Watcher Pro3ZETA92JP 環境観測ノードセット
製品仕様書V1.0.0[ここに⼊⼒]ZETA 認証機器

使⽤前の注意事項
使⽤上の注意事項を記載していますので、よくお読みになってからご使⽤ください。下記の指⽰に従わないことにより製品が破損・無効となった場合、NBI では適切な保証サービスを提供できません。ご質問や詳しい情報が必要な場合は、電話 042-400-7582、またはメール
から support@techsor.co.jp までお問い合わせください。
製品の機能と性能の継続的な改善と最適化のため、パラメータは予告なく変更されることがありますことをご了承ください。

••••
••
•
•
•
•

•

製品 ID が保証書記載の ID と⼀致するかどうかご確認ください。⼀致しない場合はsupport@techsor.co.jp までご連絡ください。
ご使⽤前に取扱説明書をお読みください。
ご使⽤前に本体の充電を⾏ってください。
製品の本体ケースを分解することは、防⽔不良や破損の原因となりますのでおやめください。
誤った接続をするとセンサーやノードなどが破損する恐れがありますので、インターフェースの区別にご注意ください。湿気やゴミの侵⼊による損傷を防ぐため、未使⽤のインターフェースの防⽔キャップを締めてください。
NB-Innovations が提供していないセンサーや機能付属品は使⽤しないでください。
破損の原因となりますので、⾮対応の電源でノードを駆動しないでください。
設置、取り外し、配線はノードがオフの状態で⾏ってください。
製品を⽕中に投げ込まないでください。
危険な化学物質、可燃性ガス、爆発性ガス、⾼圧、振動、衝撃などの過酷な環境に部品を置かないでください。特殊な環境で使⽤する必要がある場合は、Techsor にご相談く
ださい。
機能不全やノード損傷の場合は、Techsor に連絡してください。

[ここに⼊⼒]⽬次
Watcher Pro3................................................................................................................................................................. 1
ZETA92JP 環境観測ノードセット ............................................................................................................................... 1
製品仕様書 ..................................................................................................................................................................... 1
使⽤前の注意事項 .................................................................................................................................................. 2⽬ 次 ........................................................................................................................................................................ 3
1.概要 .............................................................................................................................................................................. 4
1.1 機能とアプリケーションの紹介 .................................................................................................................... 4
1.2 機能ハイライト................................................................................................................................................ 42、部品名 ....................................................................................................................................................................... 42.1 梱包リスト ....................................................................................................................................................... 4
2.2 ノードホストコンポーネント(本体)& ソーラーパネル............................................................................... 42.3 気温・湿度・照度統合センサー（オプション） ......................................................................................... 52.4 拡張インターフェース（オプション） ......................................................................................................... 53、使⽤⽅法 ................................................................................................................................................................... 6
3.1 設置場所の選択................................................................................................................................................ 6
設置箇所の位置は、以下の原則に従ってください .................................................................................... 63.2 機能的インターフェース ................................................................................................................................ 6
3.3 ノードホストとソーラーパネルモジュールの設置 ..................................................................................... 73.4 気温・湿度・照度統合センサーの設置 ......................................................................................................... 93.5 拡張インターフェース（オプション） .......................................................................................................104、使⽤ .........................................................................................................................................................................104.1 表⽰ LED ........................................................................................................................................................114.2 スイッチ .........................................................................................................................................................114.3 電源オン、電源オフ ......................................................................................................................................124.4 センサーのスキャン ......................................................................................................................................13
4.5 消費電⼒と電⼒供給 ......................................................................................................................................13
4.6 無線通信 .........................................................................................................................................................13
4.7 スマート管理システム ..................................................................................................................................13
5.製品保証 ....................................................................................................................................................................14
6．問い合わせ先 .........................................................................................................................................................14ZETA アライアンス .....................................................................................................................................................15

1.概要
1.1 機能とアプリケーションの紹介
Watcher Pro 3 は、温室や圃場⽤の無線遠隔監視ノード（以下、ノード）で、複数の機能インターフェースを備え、必要に応じて各種センサー（気温や湿度など）にアクセスし、センサーデータを読み取ることで周囲の環境情報を得ることができます。 このノードを配置・設置することで、ユーザーは栽培エリア全体をカバーする無線センサーネットワークにアクセスすることができ、温室や圃場の環境情報（温度、湿度など）をいつでも監視することができます。 同時に、ノードはこれらのリアルタイムデータを無線通信で「NBI の管理システム」にアップロードして分析・表⽰し、栽培エリア全体の環境概要と傾向を構築し、作物の成⻑のあらゆる段階で農業活動を強⼒にサポートします。

1.2 機能ハイライト
1. ⾼い防塵/防⽔レベル(IP67)、様々な環境下で⻑時間安定して動作することができる。
2. ニーズに合わせて構成できる、多様な機能インターフェイスと拡張アクセサリーを提供する。
3. 低消費電⼒、⻑寿命、NBI 標準のソーラーパネルで "途切れない電⼒ "を実現。

2、部品名
2.1 梱包リスト
1ノード本体1台

2

気温・湿度・照度⼀体型センサー（オプション）

1台

3ソーラーパネル

1 セット

4センサー拡張ボックス（オプション）

1個

5取付キット（クランプ 2 個、アダプター充電ケーブル 1 本

1 セット

2.2 ノードホストコンポーネント(本体)& ソーラーパネル

2.2a ノードホスト

図 2.2.2b ソーラーパネル

製品仕様
防塵/防⽔レベル

IP67

動作温度

-10℃̶̶50℃

センサインターフェース

4個

アクセス可能なセンサー(同種の複数対応)

拡張インターフェースなし：4 個
拡張インターフェース使⽤：8 個

電池仕様

3.7V 6000mAH リチウム電池

AC アダプター(オプション)

⼊⼒:AC100V-220V
出⼒:DC5V2A

ソーラーパネル

6W（6V）

最⼤バッテリ寿命 (外部電源⼊⼒なし)≥1 ヵ⽉*

伝送⽅式

ZETA送信間隔

30 分**

電波法 ⼯事設計認証番号:006-000704
電気通信事業法 認証番号:D21-0033001* NBI ラボラトリーによる測定、気温・湿度・照度統合センサー1 つに接続、データ間隔は 30 分。
**⼯場出荷時は 30 分。 最⼩で 2 分、最⼤で 1 ⽇の間隔でカスタマイズできます。

2.3 気温・湿度・照度統合センサー（オプション）
2.4 拡張インターフェース（オプション）

図 2.3 気温・湿度・照度統合センサー

図 2.4 拡張インターフェース

製品仕様(気温・湿度・照度統合センサー)（拡張インターフェース）

測定要素

気温、湿度、照度

防塵/防⽔レベル

IP67

動作温度

-10℃ - -50℃

測定範囲

気温：-20℃〜60℃
湿度：0〜100%RH
照度：0〜188000 Lux

電源DC 12V

センサーの最⼤拡張数

5 個(同種の複数対応)

インターフェース

RS485

解像度

気温：0.1℃
湿度：0.1%RH
照度：最低 0.09Lux

精度

気温：±0.2℃湿度：±2%
照度：±5%

インターフェース

RS485

3、使⽤⽅法3.1 設置場所の選択
設置箇所の位置は、以下の原則に従ってください。
1. ⾼電圧、変電所、振動、酸・アルカリ、熱源、輻射源などの特殊な場所を避け、安定した場所であること。
2. 作物や壁などの障害物がない、開放的で⾵通しの良い場所であること。
3. ノードのソーラーパネル性能に影響を与えることがないよう、南側に障害物がないこと。
4. 設置場所の環境データは平均的なものであることが好ましく、地形の変化により、植栽エリア内に複数の設置場所を配置して、複数の地点の環境情報を収集して参考にすることが望ましい。
5. ノードの設置・撤去・配線は、ノードの電源をオフにした状態で⾏ってください。

3.2 機能的インターフェース
ノードには、A1、A2、A3、B、D という特定の機能を持つ複数のインターフェースがあります。A1、A2、A3、B はセンサーインターフェースで、センサーをノードホストに接続するために使⽤されます。D は多機能インターフェースで、ソーラーパネルやアダプターの電源に接続したり、デバッグインターフェースとして使⽤したりできます。 各機能インターフェイスには防⽔キャップが付いていますが、機能インターフェイスが接続されていない場合は、インターフェイスへの⽔蒸気や埃などの侵⼊によるダメージを避けるために、キャップを閉じて締めてください。

ノードホストの機能インターフェース
機能部品コネクター
このように、ノードホストの内部基板に接続された各インターフェースの内部には、4 本または 5 本のプローブがあり、それに合わせて、対応するセンサー等のコネクター内部には、4 本または 5 本の線芯があります。 そのため、各インターフェースとコネクターは、コネクターの切込みとインターフェースの突起部分よって、正しい接続⽅向が決まっています。
センサーなどのアクセサリーを接続するには、まずインターフェースの防⽔キャップを緩め、切込みと突起部分を合わせて、コネクターをインターフェースに半分ほど挿⼊した後、コネクターの固定ナットをインターフェースのネジ⼭に沿って時計回りにロックします。 ロック後は、コネクターとインターフェースの隙間が⼩さく、2 つの軸が同じ直線上にあり、全体が揺れたり緩んだりしない安定した状態であることを確認します。
注意：コネクターの位置がずれているときに無理に押し込まないでください。コネクターが破損する可能性があります。また、NBI が提供していないセンサーや機能アクセサリーを機能コネクターに接続しないでください。
コネクターを取り外すには、まず固定ナットを反時計回りに回して、コネクターのネジ⼭を完全に引き出してから、コネクターを引き抜き、防⽔キャップをかぶせます。
配線やプラグの抜き差しは、固定ナット部分のみで⾏い、コネクター全体を回転させると、コネクターの接触不良やケーブルの破損の原因になりますのでご注意ください。 下図の通りです。

図 3.2c コネクター操作説明

また、配線を⾏う前に、コネクターやインターフェースが乾いていて汚れていないことを確認してください。
汚れている場合は、まず⽔を含ませた柔らかい布で拭いて、きれいにしてから作業を⾏ってください。

3.3 ノードホストとソーラーパネルモジュールの設置

1.直径 50mm、⻑さ約 200cm の⽀柱（塩ビ管など）を⽤意し、設置場所に直径約 50mm、深さ約 300mm〜500mm の⽳を掘り、その後⽀柱を埋める。 ⽀柱が直⽴して安定しており、できるだけ傾きがないようにしてください。

図 3.3a 柱の設置

2.フープを使ってノードホストを結束し、⽀柱の適切な位置に固定します。
ノードの位置や向きは、南向き、作物の背丈よりも⾼くなるように注意してください。

図 3.3b ノードホストの取付

3.ソーラーパネルを取り外し、ソーラーパネルマウントの 4 つの曲げ部分をノードホストの側⾯にあるスロットに挿入します。

図 3.3c ソーラーパネルの取付

4.太陽電池パネル取付⾦具とノードホスト取付⾦具がお互いにはまるようにスライドさせてください。 そして、ソーラーパネルのコネクターをノードの "D "に接続します。

図 3.3d ソーラーパネルの固定
5.太陽電池パネルが南向きになるようにノードの位置を調整し、逆光にならないようにするとともに、太陽電池パネルに毎⽇⼗分な光が当たるように注意する。

3.4 気温・湿度・照度統合センサーの設置
照度・気温・湿度⼀体型センサーは、NBI 社が独⾃に開発したセンサーで、⾼性能な計測⽤ IC を採⽤し、照度、気温、空気中の相対湿度の 3 つの計測要素を統合しています。 ⾼効率・⾼精度、コンパクトサイズ、設置・使⽤が容易といった特徴を持ち、様々な環境下での測定ニーズに応えることができます。
センサーブラケットの丸い⽳にセンサーの接続ケーブルを通し、3 つの取り付け⾜を対応する隙間に取り付け、最後に内蔵センサーの下部を⼿で持ち、時計回りに少し⼒を⼊れてカードを底部まで締め付けることで、素早く組み⽴て/分解できる設計になっています。 なお、⼀体型センサーはできるだけ垂直に設置し、傾けたり逆さまに吊るしたりしないでください。 下図の通りです。

図 3.4 気温・湿度・照度統合センサーの取付
そして、センサーコネクターは、ノードホストのいずれかのセンサーインターフェースに接続されます。
気温、湿度、光量のオールインワンセンサーに加えて、⼟壌温湿度、⼟壌 EC などのセンサーをユーザーのニーズに合わせて選択し、接続して使⽤することができます。注：NBI 社が提供するセンサーをご利⽤ください。
*⽔質センサーブラシキット 3（NBI-ACBS0202）を利⽤する場合、ポート B に接続してください。

3.5 拡張インターフェース（オプション）
複数の要素を測定するために 4 つ以上のセンサーを接続する必要がある場合は、オプションの拡張インターフェースを使⽤することで、最⼤ 8 個のセンサーに接続が可能になります。 拡張インターフェースは、センサーと同じ⽅法で、センサーインターフェース A1、A2、A3、B のいずれかに接続します。 拡張インターフ
ェースには最⼤ 5 つのセンサーを接続でき、必要に応じてマッチングさせることができます。
取り付け⽅法はソーラーパネルと同様で、固定フックをマウンティングブラケットの切り込みに挿⼊した後、スライドさせてカチッと固定し、拡張インターフェースのコネクターをノードホストのいずれかのセンサーインターフェースに接続します。 下図の通りです。

図 3.5 拡張インターフェースの取り付け
これで、Watcher Pro 3 ノードの各部品の取付は完了です。

4、使⽤
Watcher Pro 3 ノードの各部品を取付した全体像を以下に⽰します。
ご使⽤前に必ず本体の充電を⾏ってください。

使⽤する各センサをそれぞれの要求に応じてノード付近の測定点に設置し、ノードまたは拡張ボックスのセンサインタフェースに接続した後、ノードを起動することができます。図４ 全体的な設置図

4.1 表⽰ LED
下図のように表⽰ LED が正⾯にあります。

表⽰ LED ライトは⾚、緑、⻩の 3 ⾊で、異なる⾊の点滅でノードの現在の動作状態を⽰すことができます。
LED の各点滅モードの意味は、次の表のとおりです。
モード

説明

⾚⾊ LED 点滅（1 秒間に 5 回）

電源オン/オフ

⾚⾊ LED（1 秒間に 1 回）

重⼤な動作不良、使⽤継続不可、メーカーに依頼して修理する必要があります。

⾚⾊ LED がゆっくり点滅（2 秒に 1 回）

起動時に重⼤なエラーが発⽣し、継続して使⽤できない
ため、メーカーに依頼して修理する必要があります。

緑 LED 常に点灯

起動完了

緑 LED 点滅（1 秒間に 1 回）

正常な動作

⻩⾊ LED 常に点灯

電源が正常に⼊った状態

⻩⾊ LED がゆっくり点滅（1 秒に 1 回）

動作中に警告が表⽰され、調査が必要だが、使⽤は可能。

⾚⾊ LED と緑 LED 交互点滅

接続されたセンサーをスキャン中消灯

スリープモードまたは電源 OFF

4.2 スイッチ
ノードのスイッチボタンは、押すとオンになり、離すと⾃動的に⾶び出すセルフリセット機能を備えています。 スイッチボタンの操作モードの違いにより、次の表のようにさまざまな機能があります。
操作

説明機能

⻑押しスイッチを 3 秒押して離します

電源オン、電源オフ

クリック

スイッチを押して約 0.5 秒後に離します

電源オン時のノードのウェイクアップ

ダブルクリック

約 0.5 秒間隔で 2 回連続クリックします

センサーのスキャン開始

4.3 電源オン、電源オフ
起動する前に、ノードを NBI 管理システムに追加する必要がありますが、具体的な操作⽅法については関連⽂書を確認してください。
スイッチを 3 秒間⻑押しするとノードが起動します。電源が正常に投⼊された後、インジケータの⻩⾊のランプが常に点灯し、その後、⾚⾊のランプが⾼速で点滅して起動プロセスに⼊ります。 すべてが正常であれば、表⽰は薄緑⾊のライトが点滅します。 ⻩⾊い点滅は使⽤に⽀障のない⼀般的なエラー、⾚い点滅は⼯場出荷時のオーバーホールが必要です。
ノードの電源を⼊れて起動した状態で、ランプが消灯しているのは、ノードがスリープ状態に⼊ったことを意味し、スリープ前にノードに重⼤なエラーがなかった場合（ランプが⾚）、最新のデータがすでに管理システム上で確認できます。 スリープの時間は、⼯場出荷時には 30 分となっていますが、最⼩で 2 分、最⼤で 1 ⽇までカスタマイズすることができます。 時間が経過すると、ノードは⾃動的に起動し、現在のセンサー情報を読み込んでアップロードします。 また、スリープ期間中にノードスイッチボタンをクリックすることで、⼿動でノードを起こすこともできます。
ノードの電源が⼊って動作するまでの全体の流れを以下の図に⽰します。

図 4.3 ノードの動作フローチャート
ノードの電源を⼊れて起動した後、再度スイッチを 3 秒間⻑押しすると、表⽰灯が⾚く点滅してシャットダウン処理に⼊り、その後表⽰灯が消灯してノードの電源が完全に切れてシャットダウン状態になります。 ノードはシャットダウン後、何の動作も⾏わず、データの送受信も⾏わず、再度スイッチを押して再起動しない限り、⾃⼒で起動することはありません。 なお、ノードの分解・配線作業は、ノードの電源がオフの状態で⾏うようにしないと、ノードの異常動作の原因となります。 ノードスイッチボタンをクリックすると、そのノードがオフになっているかどうかを確認できます。

4.4 センサーのスキャン
ノードをインストールして初めて起動したときや、新しいセンサーを接続したときには、センサースキャンを実⾏して、接続したセンサーとそのインターフェースの記録を確認する必要があります。この操作を⾏わないと、ノードのデータが異常になります。
ノードセンサースキャンの具体的な操作⽅法は、スイッチを⻑押ししてノードを起動するか、スイッチをクリックしてノードをウェイクアップし、起動が完了してライトの点滅（⾚、⻩、緑のライトが使⽤可能）が始まるまで待ってから、スイッチボタンを 2 回連続して押してスキャンセンサーモードに⼊ります。 この時、インジケーターは⾚と緑のライトが交互に⾼速で点滅するようになり、インジケーターがスキャン前の点滅状態に戻ると、センサーのスキャンが完了し、ノードはスキャンの結果に応じてその後の作業を⾏います。

4.5 消費電⼒と電⼒供給ノードには 6000mAh のリチウム電池が内蔵されており、その充放電はノード内部のパワーマネジメントモ
ジュールによって制御されます。 ノードは低消費電⼒で設計されており、充電なしで約 30 ⽇間の連続動作が可能です（気温、湿度、照度センサーを 1 つだけ接続し、データ間隔は 30 分です）。 ソーラーパネル（6W6V）と併⽤することで、⻑時間（晴天時）の連続動作が可能です。
⾬天が続いたり、⻑期間保管していてバッテリーの電⼒が低下した場合、ノードは動作を停⽌して冬眠状態に⼊ります。その後、ソーラーパネル（晴天時）またはアダプターを使⽤してノードのホストを最初に充電し、リチウムバッテリーの電圧が回復した後にノードが再び動作するようにする必要があります。 アダプタ
ーは別途購⼊する必要があります。推奨仕様は 5V2A で、アダプター⽤のケーブルと⼀緒に使⽤してください。

4.6 無線通信
ノードと管理システムの間のデータ転送は ZETA の無線通信を使⽤しています。
種類

周波数帯域

最⼤送信電⼒ZETA

920MHz

13dBm

受信感度

有効距離-130dBm

1 km (オープンで遮る(@300bps)

ものがない状態)ZETA を使⽤したノードは、内部に ZETA ワイヤレス RF モジュールを内蔵しており、新しい ZETA 低消費電⼒広域 IoT 通信プロトコルが組み込まれています。 マルチホップ⾃⼰組織化アクセス、分散型ネットワーク構造、仮想 OFDMA、超狭帯域伝送技術により、⾼いカバレッジを確保しながら、ZETA は他の LPWAN 技術の 3〜10 倍のネットワーク容量を実現しています。 このノードは低消費電⼒（耐久性≥1 ヶ⽉）で、携帯電話ネットワークの信号が弱い遠隔地や⼤規模農場での使⽤に適しています。
ZETA タイプのノードは、ZETA ゲートウェイと併⽤する必要があります。 詳しくは関連資料をご参照ください。

4.7 スマート管理システム
Watcher Pro 3 無線環境監視ノードを設置した後は、モバイル・アプリやウェブページを介して NBI スマー
ト管理システムに追加し、リアルタイムおよび過去のデータを閲覧することができます。 また、NBI の管理
システムは、履歴データをコアとして様々なタスクシナリオに対応した⼀連の⽣産管理ツールも提供しています。 詳細は、「NBI スマート管理システム ユーザーマニュアル」をご参照ください。

5.製品保証
Watcher Pro３ には、保証書が同梱されます。保証期間と補償範囲、免責事項等につきましては、保証書をご参照ください。
尚、保証書は再発⾏いたしませんので、⼤切に保管してください。

6．問い合わせ先
株式会社テクサー〒105-0013 東京都港区芝 2 丁目 5-19 ITO ビル 5 階
TEL:03-6803-4317
FAX:03-6803-4318
support@techsor.co.jp

更新履歴

バージョン
V1.0
V1.0.1
V1.1

修正時期
2021.04.2
2022.10.09
2023.07.25

説明
初稿
認証番号更新GPS 測位機
能説明の削除

709,Building 2, Xunmei Technology Plaza
Nanshan District, Shenzhen
www.nongbotech.com+86 (0) 755-36309585

日本総代理店

株式会社テクサー〒206-0034
東京都多摩市鶴牧 1-1-14 コージィーコート 2F 1
TEL&FAX: 042-400-7582
https://techsor.co.jp ｜ support@techsor.co.jp

ZETA アライアンス
https://zeta-alliance.org ｜ info@zeta-alliance.jp