Termékadatlap
testo 425Hődrótos
légsebességmérőtesto 425 – Digitálishődrótos légsebességmérő
alkalmazáscsatlakozással

Az áramlás és a hőmérséklet egyszerű, gyors éspontos mérése, valamint a térfogatáram kiszámítása aszellőzőcsatornában

m/sNagyobb rugalmasság szellőzőcsatornákban végzettmérésekhez a kábellel csatlakozó teleszkópos érzékelővel

m3/h(maximális hossz 820 mm)
Gyors konfiguráció (szellőzőcsatorna), grafikonos előzmények,°C

második képernyő és mérési adattároló a testo Smart
alkalmazásbanIdő és pont átlagérték kiszámítása
Tartósság a kompakt kialakításnak és robusztus
készülékháznak köszönhetően

Bluetooth 5.0+ alkalmazás
testo Smart alkalmazás
díjmentesen letölthetőAz optimálisan beállított légkondicionálók ésígy könnyebben dolgozhat felülnézetből vagy nagy átmérőjű

szellőztető rendszerek döntő fontosságú tényezők aszellőzőcsatornákban. A robusztus és kompakt mérőműszer

modern épületekben. Ennek megfelelően fontos a helyes

automatikusan elvégzi az összes releváns számítást, mint

méréstechnológia használata annak biztosításához, hogy apéldául a térfogatáramot vagy az idő és pont átlagértékeit.

szellőzőcsatorna áramlása, hőmérséklete és térfogatárama
megfelelő legyen.

Apropó: A mérőműszer konfigurálása, a mért értékekmegjelenítése és tárolása, valamint a dokumentáció mind

A testo 425 hődrótos légsebességmérő az Ön gyors,rendkívül kényelmes a testo Smart alkalmazás használatával.

egyszerűen használható, és pontos társa. A kábellel

Ez egyben második kijelzővé változtatja okostelefonját.

csatlakozó teleszkópos érzékelő akár 820 mm-re kihúzható,

www.testo.hutesto 425

Rendelési / műszaki adatok / tartozékok

Érzékelőtípusok

testo 425, hődrótos légsebességmérő
alkalmazáscsatlakozással és rögzített teleszkóppal
(max. 820 mm), hordtáskával, gyári műbizonylattal
és
3 AA elemmel
Rend. sz. 0563 0425

HődrótosMéréstartomány

0,01 ... 30 m/s

Pontosság (±1 digit)±(0,03 m/s + a m. ért. 4%-a) (0,01 ... 20 m/s)±(0,5 m/s + a m. ért. 5%-a) (20,01 ... 30 m/s)

Felbontás

0,01 m/mp

NTC
Méréstartomány-20 ... +70 °C

Pontosság (±1 digit)±0,5 °C

Felbontás

0,1 °C

1981 2244/msp/10.2022

testo 425

A testo Smart alkalmazás• Egyszerű és gyors: Számos alkalmazás mérési
menüje optimális támogatást nyújt a mérések
konfigurálásához és végrehajtásához• A leolvasott értékek világos grafikus bemutatása, pl.
táblázatként az eredmények gyors értelmezéséhez• Hozzon létre mérési jelentéseket (beleértve afényképeket is) PDF/CSV fájlként a helyszínen, ésazonnal küldje tovább e-mailben

Ingyenes letöltés

Android és iOS rendszerekhezÜzemi hőmérséklet

Mérőműszer: -20 ... +50 °C
Érzékelő: -20 ... +70 °C

Tárolási hőmérséklet-20 ... +50 °C

Elem típus

3 x AAElem élettartam35 óraMéretekMérőműszer: 135 x 60 x 28 mm
Érzékelő: Hossz: 180 mm, Ø 7,5 mm
Kábelhossz: 1,5 m

Súly

268 gVédelmi osztályMérőműszer: IP 40
Érzékelő: IP20Műszerház anyaga

ABS + PC / TPE

Kiegészítők

Rend. sz.

testo Bluetooth® nyomtató, 1 tekercs hőpapírral,újratölthető akkumulátorral, hálózati adapterrel

0554 0621

Tartalék hőpapír nyomtatóhoz (6 tekercs), a mérési
adatok akár 10 évig is olvashatók

0554 0568

Légsebesség kalibrálásHődrótos-, szárnykerekes légsebességmérőkre,Prandtl csőre; 1; 2; 5; 10 m/s kalibrálási pontokon

28 0520 0004

Légsebesség kalibrálásHődrótos-, szárnykerekes- és Prandtl csöves
légsebességmérőkre, 5 m/s, 10 m/s, 15 m/s, 20m/s kalibrálási pontokon

28 0520 0034

Légsebesség kalibrálás
28 0520 0024
Hődrótos- és szárnykerekes légsebességmérőkre,0,3 m/s, 0,8 m/s, 0,8 m/s, 1,5 m/s kalibrálási
pontokon

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 53.
Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748
E-mail: kapcsolat@testo.hu

www.testo.hu

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai
hibákért felelősséget nem vállalunk. A kiadványban szereplő képek illusztrációk.

Általános műszaki adatok