3. 測定時の注意点

保証書付

取 扱 説明 書
シチズン上腕式血圧計

CHUFシリーズ
CHUF312-MK• ご使用前に本書を必ずお読みください。

• 本書は保証書を兼ねています。
紛失しないよう大切に保管してください。
• ご使用中は必ず本書をお手元に置いてください。

1. 本体付属品
以下の物がそろっているかご確認ください。

● 本体● カフ(腕帯)●単 4形アルカリ乾電池４本
型式：SCN-011（モニター用）● 取扱説明書/保証書● 医療機器添付文書● EMC技術資料

2. 安全上のお願い
ご使用の前に、この「安全上のお願い」をよくお読みください。

警注

人が死亡または重傷を負う可能性が想定され

告 る場合人が傷害を負ったり、物的損害＊ の発生する可能性が想定される場合

意

6. 時計を合わせましょう

カフ (腕帯)• 測定前に5～6回深呼吸をし、リラックスして測定して※適用腕周範囲：２２ｃｍ～３２ｃｍ
本製品は測定結果を、日付・時刻とともに記録することエアホースください。
（緊張時や、精神状態が不安定なときは、血ができます。時計を常時表示させることもできますのポイン
ト型式：SCN-011
で、毎日同時刻に測定するなど、日々の健康管理にお役圧が安定しません。）
青い帯
立てください。
※
カフ（腕帯）
は消耗品で• 睡眠不足や便秘のとき、または運動や食事の後でも血圧す。カフ（腕帯）の寿命は約は高くなります。
2,000 回です。カフ（腕帯）※時 計設定をしないで測定した場合は、測定結果に日付・時刻は記録が汚れたり，破損や空気漏れ• 飲酒の後や入浴直後には測定をおこなわないでください。
するなどして新しくお求めにされず、血圧の測定結果のみ測定した順に記録されます。
• 尿意や便意があるときは、排尿や排便をすませてから測なる 場 合 は、弊 社お 客 様 相談室（0120-88-6295）で■時計合わせの手順定してください。
お受けします。
• 20℃前後の室温で測定してください。寒さは血圧を上●時計は以下の手順で合わせます。
カフリング（金具） エアホースプラグ
昇させます。
❶西暦年→❷月→❸日→❹時→❺分→❻ 12/24 時間表示→• コーヒーや紅茶などを飲んだり喫煙した直後は、正しい❼時計表示（ON/OFF）
5. 電池を入れましょう
値が得られません。
を押す毎に時計設定箇所が点滅します。
• 連続して測定をおこなわないでください。上腕がうっ血
電池カバーを外します
1して正しい値が得られません。必ず間隔（1分以上）をあ■時計を合わせましょう
けてから測定してください。
フックに指をひっかけて、手前に引くようにして開けます。
例として「2020年6月10日午前７時３０分」に時計を合わせる手順• 正しい姿勢で安静にして測定してください。カフを心臓を説明します。の高さに保ち、腕を動かしたり、話をしないでください。
正しい姿勢が難しい場合はいつも同じ姿勢で測定してください。
[メモリー]スイッチ• エアホースを折り曲げた状態で使用しないでください。
• 血圧は長期のデータを見ることが大切です。お薬（血圧[測定／停止]スイッチを下げる薬など）を服用した時間も考慮して、一日のうちで最も安定した状態が保てる時間帯を選んで、毎日できるだけ同じ時刻に測定しましょう。
• 測定中に体に異常を感じたり、気分が悪くなったりした場 2 電池を入れます
合には、使用を中断して医師の指導を受けてください。
を３秒以上長押ししてください。
を間違えないように必ずバネの出ているてください。

4. 各部のなまえと機能
本

体側から入れ[メモリー]スイッチ

禁止 してはいけない「禁止」内容です。

警→ 自己判断は、病気の悪化につながるおそれがあります。

1

表示部[測定／停止]スイッチ合わせたら、3 電池カバーを閉めます

エアホースソケット（エアホースプラグを接続する）

2

フック

電池カバーツメ3 ※時計を合わせなくても、血圧測定は可能です。時計を合わせると日々の測定結果を時刻とともに記録することができます。

表示部
電池マーク

日付

時刻

最高血圧値
血圧分類
マーク

血圧計の近くで、携帯電話などを使用しないでください。

最低血圧値→ 誤作動をおこすおそれがあります。

古い電池と新しい電池、種類のちがう電池を同時に使用しないでください。
電池のの向きを間違えないようにしてください。

体動マーク

本体に無理な力を加えたり、落としたりしないでください。

メモリーマーク

脈拍数／
メモリー番号→漏 液、発熱、破裂などをおこし、本体が破損する原因になります。

1面に「西暦年」が点滅しますので、「6．時計を合わせましょう」の手順 1 から操作してください。

7. カフ ( 腕帯 ) を巻きましょう○ カフ（腕帯）は素肌、もしくは薄い肌着の上から巻いてください。
○ 厚い上着を着ている場合は、脱いでからカフ（腕帯）を巻いてください。また、衣服などをまくり上げると上腕部が圧迫されて正しく測定できない場合があります。
○ 腕周囲が22cm未満の方、32cmを超えた方が測定した場合、正しく血圧を測定できない場合があります。

1  エアホースプラグを本体に差し込みます2 カフ(腕帯)を左腕に通します※ カフ（腕帯）がカフリング（金具）から外れた時は、面ファスナーが付いている面が外側になるようにカフリング（金具）に通してください。

① 面ファスナーをはがして広げます。

カフリング（金具）② 青い帯が手のひら側に来るように腕に通します。

3 カフ(腕帯)の青い帯を腕の中心に合わせますを押して「日」を合わせます

青い帯

数字を合わせたら、平均マーク

脈間隔変動マークまたは マークが表示されたら、４本同時に電池を交換してください。
（充電池をご使用の場合は充電してください。
）● アルカリ電池、マンガン電池、ニッケル水素充電池※を混ぜて使用しないでください。
● 付属の電池はモニター用ですので、所定の電池使用回数を満たさない場合があります。
● アルカリ電池、マンガン電池、ニッケル水素充電池以外は使用しないでください。
● ニッケル水素充電池は専用の充電器で充電してからご使用ください。
● ご使用済みの電池は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処分してください。
※ニッケル水素充電池は、エネループまたは充電式エボルタをご使用ください。

を押してください。「日」が確 定し、「時」が点滅します。

4

ひじ関節から1～2cmの位置に合わせますを押して「時」を合わせます※ AM ～午前

PM ～午後を押すたびに、数字がひとつずつ大きくなります。

●

長時間連続して測定しないでください。

CHUF312-MK_IM_2201.indd

を 3 秒以上長押ししてください。画を押してください。
「月」が確定し、「日」を押すたびに、数字がひとつず※電池交換の場合は、電池を交換してもメモリーは保持されています。
※電池を入れたら、時計を合わせてください。

→ 事故やけがの原因になります。

→ 故障の原因になります。

後まで終了させた状態で、つ大きくなります。

つ大きくなります。

お子様や意思表示ができない方へのご使用はおやめください。

→ 事故やけがの原因になります。

い ずれかの設定（時計や表示方法等）を修正する場合は、設定を最が点滅します。

意

血圧測定以外に使用しないでください。

を押して「月」を合わせます

数字を合わせたら、→ 事故やけがのおそれや、本体が故障する原因になります。

→ うっ血、はれなどの原因になります。

を押してください。
「西暦年」が確定し、「月」を押すたびに、数字がひとつず→ けがなどの原因になります。

注■時計を修正する場合

エアホースプラグが点滅します。

ツメをくぼみに合わせ、「カチッ」と音がするまで電池カバーを閉めます。

電池の液が目に入ったり、皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

分解・修理・改造をしないでください。

を押して「西暦年」を合わせます
上限値を超えると始めに点滅した数字にもどります。数字を→ 体調不良をおこすおそれがあります。

→ 誤接続状態で使用すると、事故やけがのおそれがあります。

を押して時計の表示方法を確定し、時計設定が終了します。

1 から順に設定してください。

心臓疾患、その他循環器疾患、重度の血行障害のある方、ペースメーカーをご使用の方や乳腺切除した方は、医師の指導に従ってください。

この血圧計のエアホースソケットやカフのエアホースプ
ラグの形状は、国際規格で規定されているものとは異なるため、他の医療機器や器具と誤接続が発生する可能性があります。血圧計の近くで他の医療機器や器具を使用する場合、誤接続を防ぐ対策を講じてください。

を押す度に、表示有り（ON）、表示無し（OFF）が切替ります。

を押す度に数字がひとつずつ大きくなります。設定可能な

告

測定結果の自己判断、および治療は危険です。
必ず医師の指導に従ってください。

を押して時計の表示有り又は表示無しを選びます

時計合わせの「西暦年」が点滅しますので、以下＊物 的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

強制 必ず実行していただく「強制」内容です。

7

数字を合わせたら、を押してください。「時」が確 定し、「分」が点滅します。

5を押して「分」を合わせます
を押すたびに、数 字がひとつずつ大きくなります。
数字を合わせたら時 報などを確認して、を押してください。「分」が確 定し、「 １２H」または「２４H」が点滅します。

6を押して「１２/２４」時間表示を選びます
を押すたびに、「１２H」と「２４H」が切替ります。
●例：午後１時の場合・・・１２H → PM1：００ ２４H →１３：００

お好みで合わせたら、を押してください。

4  カフ(腕帯)を腕にぴったり巻きつけ、面ファスナーで固定します
巻きつけがゆるすぎたり、きつすぎたりすると、正しく測定できないことがあります。
右腕でも測定できます
右腕で測定するときも青い帯を腕の中心に合わせてください。
面ファスナーで固定します。
※血 圧は左右で 10 ｍｍ Hg 程度の差がでる場合がありますので、毎回同じ側の腕で測定してください。

「12/24」時 間 表 示 が 確 定し、「ON」まは た「OFF」が点滅します。

2022/08/30

13:21:38

8. 測定しましょう1  

正しい姿勢を確認しましょう

ポイント

を押して測定を

血圧は測定するときの姿勢や時刻によって変化します。毎日同じ時刻に、背開始します

筋を伸ばし正しい姿勢で、深呼吸をしてリラックスして測りましょう。

1 姿勢を整えましょう2  カフ(腕帯)を心臓と同じ高さにしましょう3  手のひらを上に向けて、力を抜きましょう4  脚を組まないようにしましょう

全点灯表示時のマークは、電池交換のお知らせではありません。

10. マークについて

12. 血圧 Q&A

血圧分類マークについて
WHO(世界保健機関)/ISH(国際高血圧学会)の血圧分類でどの領域にあるかを、６段階の血圧分類マークでお知らせします。
WHO/ISH 血圧分類

最高血圧（mmHg）（1999 年改訂）

血圧分類マーク

高血圧中等症

160

130

正常高値
正常血圧

※寝て測る場合は、あお向けになり、手のひらを上にして腕を伸ばし、リラックスします。

※ 測定を止めるときは、[測定/停止]スイッチを押してください。
[測定/停止]スイッチを押しても空気が抜けない場合は、本体からエアホースプラグを抜き、腕からカフ（腕帯）を外してください。
【マニュアル加圧】●[ 測定/停止]スイッチを押し続け、停止したい（最高血圧より約40mmHg高い）加圧値でスイッチを離すと、その圧力で加圧を停止させることができます。加圧上限値は280mmHgです。

90回分の測定結果を記録できます。
平均値も自動的に計算されますので、日々の健康管理にお役立てください。

を１回押します

最低血圧

答え「体動マーク」は、測定中にからだや腕などが動いて大きな圧力変化を検出した場合、測定終了後に表示されます。

QA

答え

11. 保管とお手入れのしかたを押して測定を終了します※測定後スイッチを押し忘れても、約３分後に、測定を終了します。

保証規定■ 直射日光が当たる場所、高温多湿の場所、塩分や硫黄分の多い場所、ほこりの多い場所や水のかかる場所には保管しないでください。
また、水洗いもしないでください。
が表示され、最新３回分の平均値を示します。
※３回以上測定の結果（体動マーク表示の測定結果は除く）がなければ、平均値は表示されません。
※メモリーがない場合は測定結果は表示されません。

を押すと過去の測定結果を見ること
2 さ らにができます
を押すたびに、前回、前々回とさかのぼります。

つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。

• 誤ったご使用またはお取扱いによる故障または損傷。
• 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
• 火災、地震、水害、異常電圧、指定以外の電源およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
• 保証書のご提示がない場合。
• 保証書のお買い上げ日、販売店名などの記載に不備がある場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
• ご使用後の外装面のキズ、破損、外装部品、付属品、消耗品カフ（腕帯）などの交換。
※ お 買い上げの販売店にご持参いただく場合の諸費用や弊社にご送付いただく場合の送料などは、お客様の負担となります。
• 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
• 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

本書は、お客様が取扱説明書に従って正しく使用したにもかかわらず、万一故障した場合、本保証規定に従ってお買い上げ後 1 年間は無料修理をおこなうことをお約束するものです。お客様にご記入いただきました本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
年月日

お名前：販売店名および住所：■ 長期間使用しない場合は、電池を外してください。
電池からの液漏れにより、故障することがあります。

■ 本体やカフ（腕帯）をアルコール、シンナー、ベンジンなどで絶対に拭かないでください。
本体の材質を傷めるおそれがあります。

■ カフ（腕帯）を無理やり曲げたり、引っ張ったりしないでください。
■ カフ（腕帯）は洗濯したり、水に濡らしたりしないでください。

メモリー番号表示の後、測定結果を表示します。

[※故障の原因になります。

■ 本体やカフ（腕帯）がひどく汚れたときは、中性洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾いた布で拭いてください。
■ 血圧計を廃棄するときは、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処分してください。

]

メモリー番号 が最新のメモリーになります。
１、２、３、・・・・、89、90
新しい
古いを押して測定結果の呼び出しを終了します。

※ ひとつのメモリーを消去したい場合
消を４秒以上長押しします。消 去したい測定結果を表示してから、去が完了すると、画面に表示された“CL”が点滅から点灯へ変わります。
“CL”が点灯すると消去が完了しますので、を離してください。

ご住所：

故障の原因になります。

加圧不良の原因になります。

保証書

QA

答えす べてのメモリーを消去したいときは測定結果を表示してから、受付時間：10 〜 17 時 月〜金（祝祭日、年末年始を除く）
通話料金は無料です。
この二次元コードはこの説明書の識別用
E-mail: support@systems.citizen.co.jpのものです。
https://csj.citizen.co.jp
CITIZEN はシチズン時計株式会社の登録商標です。
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

2

した状態のまま、病院では、不安や緊張感から、家庭で測るよりも10～ 20mmHgほど高くなることがあります。
家庭での測定で、普段からご自分の血圧の傾向を知っておくと診察の際に役立ちます。

面に表示された“ALL CL”が点滅から点灯に変わります。
“ALL CL”が点灯すると消去が完了しますので、それぞれのスイッチを離してください。
メモリー消去中は電池を取り出さないでください。

対

281mmHg以上加圧した。

次のように、さまざまな要因で血圧は変動します。
● 季節、気温● 体のリズム、体調、姿勢、運動● 精神状態、ストレス
ストレスや感情の起伏といった精神的な影響も受けやすく、緊張すると高くなり、リラックスすると低くなる傾向にあります。
また、正しい姿勢で測定していない場合や、カフ（腕帯）を正しく巻いていない場合にも、変動しやすくなります。

処

測定中、自動的に圧力が下がらない場合には、測定/停止スイッチを押して測定を中止して、カフ（腕帯）を外してください。

電池が消耗しています。 ４本とも新しい単4形乾電池と交換してください。ニッケル水素充電池を使用している場合には、充電してください。
（「５．電池を入れましょう」参照）

または、脈拍数が測定範囲外（39 カフ（腕帯）を巻きなおし、拍／分以下、または 181 深 呼 吸などリラックスして拍／分以上）でした。
から、もう一度測りなおしてください。（ 脈 拍 数 が測 定
範囲外の場合はEr表示になります。）
本体が正常に作動していません。

お買い上げ店、または弊社お客様相談室へお問い合わせください。

15. 製品仕様

家庭で血圧を測る意味は?

販

家庭ではリラックスした状態で測定できるため、より安定した血圧を測定できるからです。
毎日同時刻に測定して日々の血圧の変化を記録し、その結果をもとに、かかりつけの医師に相談することをおすすめします。
手首式血圧計の測定値とかなりちがいますがなぜですか?
手首式と上腕式の血圧測定値の差は、高血圧症、糖尿病、腎臓病、動脈硬化など動脈の閉塞が生じるような疾患がある方の場合、健康な方より大きな差がでることがあります。運動や入浴直後の測定や正しい姿勢で測定しなかった時なども大きな差がでることがありますので、自己判断せずに必ず医師の指導に従ってください。

13. 故障かな？と思ったら修理、サービスに出される前に、次の点をご確認ください。

こんなとき確認するところ直しかた[ 測定／停止 ]スイッチを押しても何も表示
しない

電池が消耗していませんか

新しい電池と交換してください

電池のの向きが間違っていませんか

電池を正しい向きにしてください

測定できないマークが点灯しましたかカフ（腕帯）を正しく巻いてください

カフ（腕帯）を正しく巻いていますか

カフ（腕帯）を正しく巻いてください

測定中は安静にしていましたか安静にしてもう一度測定してください

脈の極端に弱い方、不整脈のある方は測定できない場合があります

売型

名シチズン上腕式血圧計 CHUFシリーズ

式

CHUF312-MK

測 定 方 式

オシロメトリック法

表

示

デジタル表示方式部

カフ（腕帯）

装着

適 用腕 周範 囲

22.0～32.0cm

測 定 範 囲圧力：0～280ｍｍHg、目量：１mmHg、脈拍：40～180拍/分

測 定 精 度

圧力：±3mmHg、脈拍：読み取り数値の±5％

臨床性能試
験 に よる血 圧測定の誤差

聴診法との誤差の平均誤差の標準偏差

時計

月差±３０秒（２5℃にて）加圧ポンプによる自動加圧

減圧

微速排気弁方式

排気電磁弁による自動排気

定格

DC6V

電源

単４形乾電池（R03、LR03）4本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本

電 池 使 用回 数

アルカリ乾電池：約 300 回 マンガン乾電池：約 150 回（1 日 1 回測定、室温 22℃、170 ｍｍＨｇ加圧で測定の場合）

使用温湿度

10℃～40℃／相対湿度15％～85％ＲＨ

保存温湿度－20℃～60℃／相対湿度10％～95％ＲＨ

使 用気 圧 範 囲

700hPa～1060hPa

メ モ リ ー

90回分

電 撃 保 護内部電源機器寸法

約110（幅）×47（高さ）×104（奥行）ｍｍ

質量

本体：約210ｇ（電池含まず） カフ（腕帯）：約130g

品

カフ(腕帯)、単4形アルカリ乾電池４本(モニター用)、取扱説明書/保証書、医療機器添付文書、EMC技術資料

付

属（±5mmHg以内
8mmHg以内

直流）（：BF形装着部）※ 本製品および取り出した古い電池を廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処理してください。
※ 本製品はEMC規格IEC60601-1-2：2014に適合しています。
EMC適合※ 本製品はJIS規格（JIS T 1115：2018）に適合しています。
※ 本製品は在宅での自己血圧測定に使用するものです。医療機関・公共の場所で使用しないでください。
※ 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する事があります。
※ 充電池は必ず専用の充電器を使用して充電してください。

 製品は湿気の多いところや水のかかるところで使用しないで本ください。

製造販売元
故障を発見した場合はただちに使用を中止し、分解せず、販売店または弊社お客様相談室にお問合せください。

因センサーに圧力がかかり過ぎたため、測定できません。

測るたびに血圧値がちがいますがなぜですか?

を押を４秒以上長押しします。消去が完了すると、画原カフ（腕帯）の巻きかた カフ（腕帯）を巻きなおがゆるすぎます。
し、安静にしてもう一度測定してください。
(「７．カフ（腕帯）を巻きカフ（腕帯）が正しく巻かましょう」参照）れていないため、脈を検出できません。

※ すべてのメモリーを消去したい場合

0120-88-6295（お客様相談室）

検査証：本製品は弊社の定められた検査に合格しております。

エラー表示

病 院で 測ってもらう血 圧 値と、家で 測る血 圧 値がちがうのはなぜですか?

メモリー消去中は電池を取り出さないでください。

東京都西東京市田無町 6-1-12

CHUF312-MK_IM_2201.indd

110●測定中の脈の間隔が大きく変動すると正しく測定できないことがありますので、「脈間隔変動マーク」が表示された場合は安静にして再測定してください。

※測定結果にマーク「」が表示された場合は、「１0．
マークについて」を参照してください。

〒 188-8511

100「脈間隔変動マーク」は、測定中の脈の間隔が不規則な場合、測定終了後に表示されます。

※血圧分類マークは「１0．
マークについて」を参照してください。
※測定結果は自動的に記録されます。
※体動マークが表示された場合は平均値には計算されません。

お買い上げ日：90脈間隔変動マークについて

血圧分類マーク

型式：CHUF312-MK

85A● 「体動マーク」が表示された場合は安静にして再測定してください。

2 測定結果が表示されます3  測定後、80（mmHg）

体動マークについて

9. 測定結果を呼び出しましょう
1  

答え

Q

高血圧軽症

140

至適血圧（目標値）が点滅します。

A

高血圧重症
180120●脈拍を感知すると測定マーク

Q

14. エラー表示について

医療機器認証番号：229ADBZX00003000（管理医療機器）

0120 - 88 - 6295

2201

2022/08/30

13:21:46