も く じ
23457111416171718192021

安全上のお願い
UDユニバーサルデザイン
各部のなまえ
乾電池の入れかた
時計の合わせかた
測定のしかたマニュアル加圧
メモリー値の呼び出しかた
メモリー値の消去のしかた
自動切替機能表示マークについて
保管とお手入れについて正しい姿勢で測りましょう
正しく測定するための基本事項

血圧豆知識232526272930

血圧について
血圧Q&A
製品仕様
血圧記録紙
修理・点検を依頼する前に保証規定・保証書次のものが揃っているか確かめてください。

血圧計 本体1

腕帯（モニター用）
単3形乾電池 4本（乾電池は腕帯の中に入っています）

取扱説明書/保証書

安全上のお願いご使用になる前に、この「安全上のお願い」をよくお読みになり、正しくお使いください。

警告

注意● 測定結果の自己判断、治療は危険です。
● 心臓疾患、高血圧症、その他循環器に疾患のある方は、予め医師の指導を受けてください。
● 医師の指導に基づいて測定し、診断を受けてください。
● 薬剤の服用は医師の指示に従ってください。
● ペースメーカーご使用の方はかかりつけの医師の指示を受けてください。
● 測定中に体に異常を感じたり、気分が悪くなったりした場合には使用を中断して医師の指導を受けてください。
● 血圧を連続して測定しますと、うっ血、はれなどの原因となる場合があります。間隔（10分以上）をあけて測定してください。
● 使用中腕帯の圧力が上がり過ぎるなど動作に異常を感じた場合には、｢電源／測定｣スイッチを押し、圧力を下げてください。｢電源／測定｣スイッチを押しても圧力が下がらない場合には、本体からエアホースプラグを外してください。
● 血管脈の弱い方や不整脈の方は測定できない場合があります。
この表示の欄は、「死亡または重症などを負う可能性が想定される」

警告 内容です。

この表示の欄は、「重症を負う可能性または物的損害のみが発生注意 する可能性が想定される」内容です。

2

本製品はユニバーサルデザインの思想を取り入れ、より多くのお客様に安全でかつ簡単にご使用いただけるように心がけました。
ユニバーサルデザインの思想を尊重した本製品は、「あたたかさ」「やさしさ」をイメージしたフォルムやカラーで構成され、「わかりやすさ」「安全性」「使いやすさ」の身体的な部分に関わる機能を基本にしています。

3

各部のなまえ
日付表示部

時刻表示部（メモリー時刻）

最高血圧表示部
アラームマーク

最低血圧表示部／
時刻表示部
脈拍表示部

：電池残量表示マーク

合わせスイッチ：加圧不足マーク

電源/測定スイッチ：測定マーク

メモリー呼び出しスイッチ

エアホースソケット

選択スイッチ
腕帯
正面
ポケット部（腕帯収納用）エアホースプラグ
エアホース
電池ぶた

リセットスイッチ

底面／側面※腕帯は消耗品です。腕帯が汚れたり、破損するなど新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室（フリーコール：0120-88-6295）でお受けします。

4

乾電池の入れかた（お使いいただく前に、付属の乾電池を入れてください。
）① 電池ぶたを開けます
フックを下に押し、手前に引いて電池ぶたを開けます。
フック

電池収納部

電池ぶた

つめ（突起部）② 電池を入れます＋、− に注意して入れてください。
○○（電池ぶたの図を参考にしてください。）③ 電池ぶたを閉めます※長期間使用しない場合は、乾電池を取り出してください。

電池ぶたのつめを本体のくぼみに合わせ、フックを下に押しながら閉めます。
つめ（突起部）をくぼみに合わせる

5

乾電池の交換● 表示部の電池残量マークがマークに変わったり、時計が表示されず、何も表示されない場合には、電池を交換してください。電池交換は必ず4本同時に新しい電池（単3アルカリ乾電池）と交換してください。
● 単3アルカリ乾電池以外は使用しないでください。
● 使用済みの電池は環境保護のため正しく処分してください。
● 電池交換は2分以内に行ってください。電池交換が2分以内に行われないと時刻情報と記憶しているデータは消去されます。電池交換の前に記憶しているデータのメモを取っておくことをお勧めします。

電池残量表示について電池が消耗しています。取り換えてください。
残量が少なくなっています。（目安表示です）
残量は十分あります。
電池によってはの表示が出ない場合があります。

リセット操作● 初めて使用するときは、電池を入れた後に必ず本体裏面にあるリセットスイッチを押して本体をリセットしてください。
● 使用中に本体が正常に動作しない場合、リセット操作で正常な状態に戻る場合があります。
● リセット操作により、記憶データは全て消去されます。また、時計は2002年1月1日AM12：00から動き出します。

6

時計の合わせかた■ 初期状態（始めて電池を入れた時、リセット操作（P.6）をしてください。）● 初期電池投入時の日付／時刻／アラームの設定は、
日時 → 2002年1月1日 AM12：00
アラーム → AM12：00、OFF状態となります。

■ 修正手順アラーム時刻、時刻、カレンダーの順に設定します。
● 「選択」スイッチを押す毎に下記順序で修正箇所の選択ができ、修正箇所が点滅します。

①アラーム分 → ②アラーム時 → ③秒 → ④分 → ⑤時 →
⑥年 → ⑦月 → ⑧日 → ⑨時間制（12時間、24時間）●「合わせ」スイッチを押すと、数値が１つずつ増加します。
「合わせ」スイッチを押し続けると修正が早送りになります。
※ ③秒修正と⑨時間制 (12時間、24時間) の切り替え時は上記のスイッチ動作になりません。
● 修正したい項目を全て修正した後「電源／測定」スイッチを押すと、時刻表示に戻ります。

7

① アラーム時刻の「分」修正●「選択」スイッチを１秒以上押すと、アラーム時刻の分修正状態になります。
●「合わせ」スイッチを押すと、アラーム時刻の分が１分ずつ加算されます。

② アラーム時刻の「時」修正● アラーム時刻の分の修正が完了した後「選択」スイッチを押すと、アラーム時刻の時修正状態になります。
●「合わせ」スイッチを押すと、アラーム時刻の時が１時間ずつ加算されます。

③ 時刻の「秒」修正● アラーム時刻の時の修正が完了した後「選択」スイッチを押すと、時刻の秒修正状態になります。
●「合わせ」スイッチを押すと、秒が00になります。時報に合わせて押してください。但し、30〜59秒のときは分単位も繰り上がります。

④ 時刻の「分」修正● 時刻の秒の修正が完了した後「選択」スイッ
チを押すと、時刻の分修正状態になります。
●「合わせ」スイッチを押すと、時刻の分が１分ずつ加算されます。

8

時計の合わせかた(続き)⑤ 時刻の「時」修正● 時刻の分の修正が完了した後「選択」スイッ
チを押すと、時刻の時修正状態になります。
●「合わせ」スイッチを押すと、時刻の時が１時間ずつ加算されます。

⑥「年」修正● 時刻の時の修正が完了した後「選択」スイッチを押すと、年修正状態になります。
●「合わせ」スイッチを押すと、年が１年ずつ加算されます。
● 2002〜2101年まで設定できます。

⑦「月」修正● 年の修正が完了した後「選択」スイッチを押すと、月修正状態になります。
●「合わせ」スイッチを押すと、月が１月ずつ加算されます。

⑧「日」修正● 月の修正が完了した後「選択」スイッチを押すと、日修正状態になります。
●「合わせ」スイッチを押すと、日が１日ずつ加算されます。

9

⑨「時間制」の切り替え● 日の修正が完了した後「選択」スイッチを押すと、時間制の選択状態になります。
● 「合わせ」スイッチを押す毎に12時間制（12H）と24時間制（24H）が切り替わります。
● 時間制（12Hまたは24H）を表示させた後、「選択」スイッチを押すと時刻表示になり時計合わせは終了です。

◎ アラームの設定のしかた● 表示部にベルマークが表示されているとき設定したアラーム時刻になると、アラームが30秒間鳴ります。但し、時刻表示中のときだけです。
● アラームを鳴り止めるには、いずれかのスイッチを押してください。
● アラームの設定／解除の切り替えは、時刻表示中に「合わせ」スイッチを押してください。
時刻表示（アラームなし）

アラーム時刻表示

時刻表示（アラームあり）
ベルマーク

10

測定のしかたわんたい

1 腕帯を巻きます
1. 図のように腕帯の面ファスナーをはがし、広げます。
※ 腕帯が外れた時は、金具に通してください。面ファスナーがついている方が外側になります。

金具

2. エアホースが手のひら側になるように左手に通します。

※ 腕帯は裸腕、もしくは薄い下着などの上から巻いてください。
※ 厚い上着を着ている場合は脱いでください。また、衣服などをまくり上げると上腕部が圧迫されて正しく測定することができない場合があります。

11

3. エアホースを腕の中心にして、エアホースの出口部分がひじの関節から1〜2cmほど上になるようにあてます。

4. 腕帯の端を引き、腕に巻き付け、面ファスナーで固定します。
※ 巻き付けが緩すぎたり、締め付けすぎたりしないようにしてください。
※ 腕帯は締めつけた後、下図のように指が一本入る程度が適当です。

5. 腕帯の中心部が心臓の高さになるようにテーブルなどの上に手を乗せて、手をかるく開いてください。
12

測定のしかた(続き)2 エアホースプラグを本体に差し込みます● 図のようにエアホースプラグを本体のエアホースソケットにしっかりと差し込んでください。

3 測定を始めます●「電源／測定」スイッチを押してください。

● Q マークが点灯しブザーが１秒間鳴ります。

● ピピピとブザーが３回鳴り、Qマークが消灯し、ポンプが駆動し始めます。

13

● 血圧測定に最適な圧力まで自動的に加圧されます。
● 加圧が不足していたと判断された場合には再加圧をします。

【マニュアル加圧】●「電源／測定」スイッチを押し続け、停止したい（最高血圧より約40mmHg高い）加圧値でスイッチを離すと、その圧力で加圧を停止させることができます。
● 加圧が終わるとしばらくしてQマークが点灯し血圧測定が自動的に行われます。

● 脈を検出するとQ マークが点滅し、圧力値を表示部下段に表示します。

● 測定が終了すると、ブザーが鳴り腕帯の空気は自動的に排気され、最高血圧／最低血圧／脈拍数を表示します。
● 測定結果は、エラーでない限り血圧値と脈拍数共に自動的に記憶されます。
● 記憶されるデータは30回分で、すでに30回分のデータが記憶されている状態で新たに測定すると、一番古いデータから自動的に削除されます。

14

測定のしかた(続き)

4 測定を終わり時刻表示にします● ｢電源／測定｣ スイッチを押して時刻表示にします。
※ 測定を中止したい時は、｢電源／測定｣ スイッチを押してください。
腕帯内の空気が排出され、測定が中止します。

5 腕帯をポケットに収納します● エアホースプラグを本体に差し込んだまま、腕帯にエアホースをかるく巻き付けポケットに収納します。
● 置き時計（クロック）として、見やすいところに置いてお使いください。

15

メモリー値の呼び出しかた● 測定中を除いて、｢メモリー｣ 呼び出しスイッチを押すと記憶されたメモリー値（測定結果）を呼び出すことができます。
● メモリー値は、測定順に番号付けされます。例えば30回分のメモリーが記憶されている時、データ番号30が最新のデータとなります。
データ番号：1、2、3、･･･････････ 、29、30↑一番古いデータ↑一番新しいデータ● 記憶可能な測定データは30回分です。30回以降は一番古いデータを消去して新しい測定結果を記憶します。
● 測定結果が保存されていない状態で「メモリー」呼び出しスイッチを押しても時計表示のままです。

メモリー値の呼び出し手順
s「メモリー」呼び出しスイッチを押してください。
s 左上に平均値を表す記号 Ａ を表示し、次に保存されている全記憶データの平均値を表示します。

s さらに「メモリー」呼び出しスイッチを押すと、データ番号を表示後に最新のデータを表示します。

s さらに「メモリー」呼び出しスイッチを押すと、押すたびにひとつ前の古いデータを順次表示します。

16メモリー値の消去のしかた● 保存されている記憶データを削除することができます。
●「メモリー」呼び出しスイッチを押し、削除したいデータを表示させ、スイッ
チをそのまま３秒以上押し続けると、表示データが削除されます。その際、ブザーが鳴って削除完了を知らせます。
● データ削除後、全記憶データの平均値が表示されます。全記憶データが削除され、表示する記憶データがないときには、「メモリー」呼び出しスイッチを押す前の表示状態（時刻表示もしくは測定結果表示）に戻ります。

自動切替機能● 血圧測定後、「電源／測定」スイッ
チを押すと時刻表示になりますが、何もしなくても約３分後に「自動切替機能」により時刻表示に切り替ります。

17

表示マークについて表示マーク表示の意味

加圧が不足です。

血圧測定が正しく行われませんでした。

直し方

体を動かさず、もう一度測定してください。

腕帯を巻き直し、静かにしてもう一度測定し直してください。

脈拍測定が正しく行われませんでした。
注）脈拍が40未満/181以上の場合、Ｅｒを表示します。
測定中、自動的に圧力が下がら手動加圧時に、「電源/測定」 ない場合には、すぐに「電源/スイッチを押し続けて280mmHg 測定」スイッチを押して電源をお切りください。再度測定す以上まで加圧しています。 るときには、Ｐ14を見て、正しく加圧をし直してください。

乾電池が消耗しています。

新しい乾電池と交換してください。
交換の際は必ず4 本とも新しくしてください。

本体が正常に作動していません。

お買い上げ店、または弊社消費者センターへお問い合わせください。

18

保管とお手入れについて● 直射日光の当たる場所や高温、高湿、ホコリの多い場所に保管しないでください。故障の原因になります。
● 長期間使用しない場合は乾電池を外してください。乾電池からの液漏れにより、故障の原因になります。
● 本体に無理な力を加えたり、落としたりしないでください。故障の原因になります。
● 本体をシンナーやベンジンなどで絶対に拭かないでください。本体の材質を傷めるおそれがあります。
● 本体がひどく汚れた場合は、中性洗剤をしみこませた布で汚れを良く拭き取り、乾いた布で乾拭きしてください。水はかけないでください。故障の原因になります。
● 腕帯のエアーホースは無理に曲げないでください。空気漏れの原因になります。
● 腕帯は洗濯したり、濡らさないでください。
● 修理・改造・分解は絶対行わないでください。故障の原因になります。
● 可燃性雰囲気内で使用しないでください。故障の原因になります。

19

正しい姿勢で測りましょう◎毎日同じ時刻に、同じ姿勢で測りましょう。
ひじか
1 楽な姿勢で椅子に腰をかけ、ら先がテーブル等につくようにまっすぐ伸ばします。

2 腕帯と心臓の高さを合わせることが大切なポイントです。
3 手のひらを上にして手のひらをかるくひらき、指の力を抜きます。
4 測定中は、身体を動かしたり、話をしないようにしてください。
◎寝て測ることもできます。
まっすぐ
1 あお向けになり、上をみて寝てください。

2 手のひらを上にして手のひらをかるくひらき、腕をまっすぐ伸ばします。
圧ぱくしないように※上図のように右腕でも測定することができます。
測定は同じ腕で、同じ姿勢で測ることが最も大事です。指の力を抜いて、3 身体と腕、リラックスして腕帯を圧ぱくしないようにしてください。
首や身体を動か
4 測定中は、したり、話をしないようにしてください。

20正しく測定するための基本事項
Q 血圧を測る前に5〜6回深呼吸をし、リラックスした状態で測定してください。
（緊張したり不安定な精神状態のときは、血圧が安定しません）

Q 腕帯の装着は、血圧測定の中で最も大切なポイントです。上腕と腕帯の間に指一本が入る程度の強さで巻いてください。
（巻きかたについては、P.11〜12を見てください）

Q 尿意や便意があるときは、排尿や排便をすませてから測定してください。

21

Q 心配ごとやイライラがあるとき、睡眠不足や便秘のとき、また運動や食事の後でも血圧は高くなります。

Q 入浴や飲酒の後では測定を行わないでください。

Q 20℃前後の室温で測定してください（ 寒さは血圧を上昇させます）。

Q コーヒーや紅茶を飲んだり喫煙した直後には測定を行わないでください。
（血圧が高くなります）

Q 毎日、同じ時間に測定しましょう。
血圧は常に変化するので、一度の測定結果ではなく、長期のデータにこそ意味があるのです。ですから、毎日根気よく測りましょう。
お薬（降圧剤等）を服用した時間も考慮して 1 日のうちで最も安定した状態が保てる時間帯を選んで、毎日できるだけ同じ時間に測定するのが理想的です。

Q 楽な姿勢で安静に保って測定してください。腕帯の中心を心臓の高さに保ち、腕を動かしたり、話をしたりしないでください。

Q 連続して長時間測定を行わないでください。腕がうっ血して、正しい値が得られません。

22

血圧とは･･･
心臓は体の隅々まで血液を循環させるためのポンプで、血液は心臓から一定の圧力で動脈内に吐出されています。この圧力を動脈圧と言い、一般に血圧とはこの動脈圧をさします。血圧には、血液が心臓から送りだされる時の収縮期血圧（最高血圧）［下図の左］と血液が心臓に戻るときの拡張期血圧（最低血圧）［下図の右］などがあります。
（最高血圧）（最低血圧）

左心房

左心室

左心房元に戻る

左心室

動脈壁が膨らむ
収縮拡張

血圧はつねに変化しています･･･
血圧は年令、性別などによって違いますが、その 他に同じ人でも1日の体のリズム、姿勢、運動、精神活動、ストレス、気温などの影響を受けやすく、健康な方でも1日の間にかなり大きく変動していると言われております。下図に1日の血圧の変動を示します。この図は、日常生活においても血圧が変動していることを示します。
【血圧の日内変動の一例】
最高血圧160140（mmHg）

血 120
圧値 1008060

最低血圧4020

睡眠1214161820（5分おきに測定した1日の血圧値）

22240204060810

時刻● Bevan AT, Honour AJ, Stott FH. Clin Sci 1969 ; 36:329−44.

23●血圧のめやすにしてください。
世界保健機構(WHO)、国際高血圧学会(ISH)では、下図のように血圧の分類を決めています( 病院でイスに座った状態で測定した値に基づく）。
(1999年改訂)

高血圧重症
高血圧中等症
高血圧軽症
正常高値
正常血圧
至適血圧
(目標値)

808590100110●日本人の血圧の平均値
日本人の血圧の平均値とその割合を示します。
（参考にしてください）
出展：厚生省 平成11年版『国民栄養の現状』による

年

男
性

女
性

代

15〜1920〜2930〜3940〜4950〜5960〜69
70歳以上
全 体
15〜1920〜2930〜3940〜4950〜5960〜69
70歳以上
全 体

最高血圧の平均値 最低血圧の平均値 正常血圧の割合(%)(mmHg)(mmHg) 139mmHg以下
119.5
68.2
92.8
125.4
75.5
83.9
127.5
80.1
92.9
133.3
84.8
75.6
139.7
86.4
43.0
146.2
85.6
33.1
146.481.2
32.6
135.6
81.7
56.1
115.5
66.4
98.5
112.4
69.2
98.7
116.8
72.5
93.0
127.4
78.8
76.3
137.2
83.2
52.1
142.2
83.4
41.2
146.7
80.4
30.7
130.0
77.9
66.3

高血圧の割合(%)
140mmHg以上
7.2
16.1
7.1
24.4
57.0
66.9
67.4
43.9
1.5
1.3
7.0
23.7
47.9
58.8
69.3
33.7

24

病院で測ってもらう血圧値と家で測る血圧値がちがうのはなぜですか?
血圧は、特に精神的な影響を受けやすいため、病院で医師や看護婦さんに測ってもらうと、不安と緊張感から血圧値はどうしても高くなりがちです。
（最高血圧は25〜30mmHg、人によっては50mmHgも違う場合があります）。一方家庭ではリラックスできるため、自分本来の血圧値に近い安定した値が得られます。

測るたびに血圧値が違いますがなぜですか?
私達の血圧の調整は、自律神経の働きによって行なわれており、その値は、心臓の動きに合わせて一拍ごとに変化しています。自分の血圧は一定のはずと考えがちですが、連続して測っても、午前と午後、季節や気温によっても血圧値は違ってきます。また血圧は、ストレスや感情の起伏といった精神的な影響を受けやすく、緊張すると高くなり、リラックスすると低くなる傾向にあります。

家庭で血圧を計る意味は？
私達が家庭で測定する血圧は、より安定した状態で測定できるため、その値については医師も重要視しています。
一時的に高い低いといって、一喜一憂することなく、毎日同時刻に血圧を測定して、日々の変化を記録し、かかりつけの医師にご相談されることをおすすめします。

25

製品仕様
販売名
測定方式
測定部位
腕帯
適用腕周範囲
測定範囲
圧力
脈拍圧力
精度
脈拍時計表示
スイッチ
加圧
減圧
排気
定格及び電源
消費電力
電池寿命 アルカリ乾電池
自動切替機能
記憶機能
寸法
質量
温度
使用環境
湿度
温度
保存環境
湿度
電撃保護

電子血圧計 CH-485E
オシロメトリック法
左上腕（右上腕も可）
ソフトカフ
約22〜32cm
0〜280mmHg
40〜180拍／分±3mmHg±5％
月差±20秒デジタル液晶表示 血圧／脈拍3桁、日付／時刻4桁
4ケ（電源／測定、メモリー呼び出し、選択、合わせ）ポンプによる自動加圧
電子制御弁による定速減圧
電子制御弁による急速排気
DC6V （ ：直流）単3形アルカリ乾電池 4本4Ｗ（加圧時）500回 170mmHg加圧、1日1回測定、室温22℃
約3分後に時刻表示
30回分の測定データ（血圧値、脈拍数、測定日時）
約129（幅）×152（高さ）
×121（奥行）mm
本体：約400g（電池含まず） 腕帯：約150g
10〜40℃
30〜85％RH−20〜60℃
95％以下
内部電源機器 （ ：B形装着部）※本製品、及び取り出した古い電池を廃棄する場合は、お住まいの市区町村の方法に従って処理してください。
※本製品はEMC規格IEC60601-1-2 : 2001に適合しています。 EMC適合※本製品はJIS規格（JIS T 1115：2005）に適合しています。
※本製品の臨床性能試験は、「医療用具の承認申請に際し留意すべき事項について（平成11年7月9日）」基づいて実施しております。
※本製品は在宅での自己血圧測定に使用するもので、医療機関・公共の場所でご使用しないでください。
※本製品は改良のため、予告なしに仕様変更することがあります。
製造販売元

医療機器認証番号 219ADBZX00044000（管理医療機器）26

血圧記録紙年日付（月／日）
測定時刻
250

200
血圧値

150(mmHg)
10050

脈拍数（拍/分）薬の名前
または
身体状況

27

月

氏名

年齢

歳

男／女

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／家庭で測定する血圧は、より安定した状態で測定できるため、毎日の血圧を記録することによって貴重な医療情報を得ることができます。
一時的に高い低いと自己判断しないで、万一のとき、かかりつけの医師にご相談されるときの情報として必ずお役にたつことでしょう。

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／※コピーをとってお使いになると便利です。

記入例／ ／ ／28

修 理・点 検 を 依 頼 す る 前 に◆修理・点検を出される前に、次の点を調べてください。
こん なとき

電源／測定スイッチ

確 認 するところ
乾電池が消耗していませんか

直し 方

P.5を見て、新しい乾電池と交換し、リセットボタンを押してください

を押しても何も表示しない

圧力が上がらない

乾電池の ＋ − の向きが間違っ P.5を見て、乾電池の向きを正していませんか
エアホースプラグが本体に正しく接続されていますか

く入れます
P.13を見て、正しく接続します
P.11を見て、腕帯を正しく巻きます

Q マークが点灯しないP.13を見て、エアホースプラグをしっかり接続します

腕帯を正しく巻いていますか測定できない

P.11を見て、腕帯を正しく巻きます

測定中は安静にしていましたか 静かにしてもう一度測定してください▲ マークが点灯した

動かないで、もう一度測定してくだ
さい

脈波の極端に弱い方、不整脈のある方は測定できない場合があります
その他の現象乾電池をはずして、新しい乾電池と交換してください※血圧計の修理・点検を依頼される場合は、血圧計本体と腕帯を一緒にしてください。

◆ お買い上げ店にお持ちくださるか

お客様相談室にお問い合わせください。

29

保証規定
つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。
① 誤ったご使用または取扱いによる故障または損傷。
② 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
③ 火災、地震、水害、異常電圧、指定以外の電源およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
④ 保証書のご提示がない場合。
⑤ 保証書にご購入日、ご購入店などの記載の不備な場合あるいは字句を書き換えられた場合。
⑥ ご使用後の外装面のキズ、破損、外装部品、附属品の交換。
⑦ 製品の改造あるいは不当な修理により発生した故障。
※お買い上げの販売店または弊社にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。
●●

保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
本保証書は日本国内においてのみ有効です。
製造販売元

k 販売店様へお願い：保証期限などの記載事項を必ずお確かめください。

保 証 書

持込修理

このたびは、電子血圧計をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。この製品が、取扱説明書にもとづく通常のお取扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じまし
た場合は、本保証書を現品に添えてお買上げの販売店または弊社にご持参くだされば、保証期間内に限り無料にて修理・調整させていただきます。お客様にご記入いただきました本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

電子血圧計 CH-485E

販 売 名
お 客 様
お 名 前
ご 住 所様

TEL.

--

〒

ご購入日

年

月

ご購入店

（ご購入店名を必ずご捺印ください）

保証期間

ご購入日より1 年間

日

製造販売元

検査証：本製品は弊社の定められた検査に合格しております。

30

はシチズンホールディングス株式会社の登録商標です。

0901