NBI 校正キット
NBI-CAL
マニュアル v.2.0.0

NBI 校正キット
NBI-CAL目

次1.校正とは ................................................................................................................................... 21.1 センサー校正キット ......................................................................................................... 31.2 校正ソフトウェア ............................................................................................................ 41.3 USB アダプタ................................................................................................................. 42.センサーの校正.......................................................................................................................... 5
2.1 pH（水素イオン指数）センサー ....................................................................................... 5
2.1.1 事前準備リスト ...................................................................................................... 52.1.2 手順 ...................................................................................................................... 52.2 塩分センサー ................................................................................................................. 82.2.1 事前準備リスト ..................................................................................................... 82.2.2 手順 ..................................................................................................................... 8
2.3 蛍光式 DO（溶存酸素）センサー ................................................................................... 102.3.1 事前準備リスト .................................................................................................... 102.3.2 手順 ................................................................................................................... 102.4 ORP（酸化還元）センサー ........................................................................................... 142.4.1 事前準備リスト .................................................................................................... 142.4.2 手順 ................................................................................................................... 142.5EC（導電率）センサー .................................................................................................. 162.5.1 事前準備リスト ................................................................................................... 162.5.2 手順 ................................................................................................................... 162.6 濁度センサー ............................................................................................................... 18
2.6.1 事前準備リスト ................................................................................................... 18
2.6.2 手順 ................................................................................................................... 18
注意 .................................................................................................................................... 19

1.校正とは
校正とはセンサー自体の偏差を修正するために標準的な基準パラメータを使用して、測定値を真の値に2近づけ、より信頼できるものにします。NBI 水質モニタリングシリーズセンサーは、長期保存または使用中に周囲の浸食や変化によって必然的に影響を受け、センサーの測定値に偏りができ、測定精度が低下します。 測定の精度を確保し、センサーの寿命を延ばすには、定期的な校正が不可欠です。未使用の状態で 3 か月以上経過した場合や、2 か月以上使用したセンサーは、使用環境と水の状況によって構成が必要になります。
NBI は校正に必要な主要ツールを含む校正キットをユーザーに提供し、校正プロセスを合理化し、操作を迅速かつ正確に完了し、メンテナンスコストを削減します。

1.1 センサー校正キット
基本セット
No.

内容物

内容量

１250ml プラスチックボトル

3個

２

ポリプロピレン手付ビーカー

1個

３25ml ガラスビーカー

1個

４

温度計

1本

５ブラシ

1個

６

ガラス棒

1本

７

USB アダプタ

1個

８NBI 水質センサー校正ソフトウェア

9海水比重計

ダウンロード
1個

薬液セット
品名PH（水素イオン指数）
センサー薬液セット（3 回分）
DO（溶存酸素）センサー薬液セット（3 回分）ORP（酸化還元）センサー薬液セット（2 回分）
EC（導電率）センサー薬液セット（2 回分）
TS（濁度）
センサー薬液セット（５回分）
塩分センサー用
セット（4 回分）

内容物
精製塩（海水対応用）
精製水
pH 緩衝液顆粒 pH4.00/6.86/9.18
3mol/ℓ KCL 溶液（保管用）
精製塩（海水対応用）
精製水
亜硫酸ナトリウム粉末
精製塩（海水対応用）
精製水
pH 緩衝液顆粒 pH6.86
キンヒドロン粉末
3mol/ℓ KCL 溶液（保管用）
精製塩（海水対応用）
精製水1413μS/cm 標準液
精製塩（海水対応用）
精製水
ホルマジン標準液 4000NTU
遮光ボトル
精製塩（海水対応用）
精製水

3

内容量
50ｇ
2本
各３パック
50ml
50ｇ
2本
３パック
50ｇ
2本
2 パック
5ｇ
50ml
50ｇ
2本20ml×２50ｇ
2本
100ml
1本50ｇ
2本1.2 校正ソフトウェア
NBI 水質センサー校正ソフトウェア(以下、「校正ソフトウェア」という)は NBI が独自に開発したセンサーパラメータ設定ソフトウェアであり、センサーの内部パラメータを再構成して偏差を補正できます。
校正を実行する前に校正ソフトウェアをコンピュータにインストールしてください。
校正ソフトウェア（Ver.1.4.0）は、テクサーＨＰ内の［各種ダウンロード］からダウンロードすることができます。
ＨＰの各種ダウンロードリンク https://techsor.co.jp/news/termcheck2
校正ソフトウェアを利用するためのコンピューターの最小構成要件は以下の通りです。
OS：Windwos7 以降.NET：4.0 以降
メモリ：2G 以上
ハードディスク空き容量：0.1GB 以上
USB インタフェース：1 ポート以上

1.3 USB アダプタ
校正ソフトウェアによって設定されたパラメータをセンサーに書き込むには、以下のアダプタを使用する必要があります。
センサー I/F

USB I/F

アダプタを使用する前に、テクサーHP からダウンロードしたドライバをインストールしてください。
解凍が完了したら、SETUP を開き USB を接続してインストールを開始します。

ＵＳＢを接続して「インストール」をクリックし、 イン ストー ル の完了を待ちます。

インストールが完了したら、校正ソフトウェア「NBIWaterAdj.exe」を開きます。

4

2.センサーの校正標準試薬(pH 試薬)に加えて、センサー校正は周囲の環境の特定のパラメータ(温度、空気飽和酸素含有量、および照明など)を参照する必要があります。したがって、校正作業は校正の妥当性を確実にするために、清潔で安定した室内環境において実行してください。
注意事項：すべての工程において、センサーのヘッドは容器の底部及び側面から 2cm 以上離れるように設置してください。

2.1 pH（水素イオン指数）センサー
pH センサーを 2 ヶ月以上使用する場合は、最低 1 回の校正が必要です。校正頻度は使用環境と水の状態によって判断する必要があります。

2.1.1 事前準備リスト
No
名称
用量
説明
1
500ml の蒸留水または精製水
2
校正溶液の放置、センサーの校正用
2
ブラシ
1
センサーをきれいにする
3
水適量
センサーをきれいにする
4
温度計
1
温度の校正5pH4.00、pH6.86、pH9.18 標準溶液*
各 250ml酸-アルカリ校正
6
ガラス棒
1
液体をかき混ぜます*標準溶液の構成:精製水 250ml に１パックの pH4.00 粉末を入れ、ガラス棒で完全に溶解するまで撹拌し、pH4.00 標準溶液を作ることができます。 pH6.86 と pH9.18 標準溶液も pH4.00 と同じ方法で作ります。
2.1.2 手順
1.PH センサー温度校正
1. 2.1.1 の手順で標準溶液を調製してください。
2. pH センサープローブを約 15 分間水に浸し、ガラス球の表面がツルツルになるまで、ブラシで水を通してプローブを軽く洗って拭いてください。
3. 清潔な pH センサーをアダプタのセンサーコネクタに接続し、アダプタを PC の USB に接続します。
4. ソフトウェアを開き、校正するセンサーを接続し、対応するボタンをクリックして校正ページに移動します55. ビーカーを用意し、200ml の精製水を注ぎ、校正するセンサー及び温度計を入れます。
センサーは、先端が水に埋まる深さまで沈ませます、「データの読み取りを開始する」ボタンをクリックします。
6. 右側の校正ログエリアで「データが安定しました。次のステップに進んでください。」が表示されたら、温度計で読み取った温度値を「設置温度」の空欄に入力し、「校正開始」ボタンをクリックします。ボタンが青色に変化すると校正完了になります。
7. 次のステップに進む」ボタンをクリックします

2. PH センサーPH 値校正
酸性溶液：
1. pH＝6.86 ボトルを用意し、精製水を 250ml 測ります、その中に pH＝6.86 の標準パウダーを投入し、完全に溶解するようガラス棒でかき混ぜます。（注１：センサーを入れると標準液が溢れてしまう場合は少し捨ててください）pH センサーを溶液の真ん中のあたりまで沈ませ、「6.86」
ボタンをクリックし、ボタンが青くなれば完了。

2. pH センサーを清水で流し、水をふき取ります。
3. pH＝4.0 ボトルを用意し、精製水を 250ml 測ります、その中に pH＝4.0 の標準パウダーを投入し、完全に溶解するようガラス棒でかき混ぜます。（注１）pH センサーを溶液の真ん中のあたりまで沈ませ、「4.0」ボタンをクリックし、ボタンが青くなれば完了。

64. pH センサーをきれいな水で洗浄し、プローブの保護カバーを取り付け、[次へ]ボタンをクリックして酸性校正を完了します。
アルカリ溶液：1. pH = 6.86 ボトルに 250ml の精製水を入れ、１パックの pH = 6.86 の校正粉末を入れて粉末が完全に溶解するまでガラス棒で均等にかき混ぜ、pH = 6.86 の溶液を調製します。（注１）
pH センサーを溶液に入れ、校正ソフトウェアの下にある「6.86」ボタンをクリックし、ボタンが青色に変わるまで待ちます。

2. pH センサーをきれいな水で洗い、水をふき取ります。
3. pH=9.18 ボトルに 250ml の精製水を入れ、１パックの pH=9.18 の校正粉末を入れて粉末が完全に溶解するまでガラス棒で均等にかき混ぜ、pH=9.18 の溶液を調製します。（注１）pH センサーを溶液に入れ、校正ソフトウェアの下にある「9.18」ボタンをクリックし、ボタンが青色に変わるまで待ちます。

4. pH センサーをきれいな水で洗浄し、プローブの保護カバーを取り付け、[完了]ボタンをクリックして校正を終了します。
注：保存の際にはキャップに 3mol/リットル KCL 溶液を入れて保存します。

7

2.2 塩分センサー
塩分センサーはメンテナンスフリーであり、ハウジングの汚染や軽度の汚れは通常の作業に影響を与えませんが、洗浄が必要な場合は、柔らかいブラシまたはサンドペーパーで付着物を除去し、蒸留水で洗浄し、その後、校正することができます。校正頻度は使用環境と水の状態によって判断する必要があります。

2.2.1 事前準備リスト
No
名称
用量
説明
1
500ml の蒸留水または精製水
1
校正溶液の放置、センサーの校正用
2
ブラシ
1
センサーをきれいにする
3
水適量
センサーをきれいにする
4
温度計
1
温度の校正
535ppt 標準溶液*
200ml スロープ校正*標準溶液の構成: ビーカーに 200ml の精製水を入れ、約 7ｇの食塩を溶かし、35PPT の標準液を作ります。（36.5％の塩分濃度が望ましいので、海水比重計で測定し 1.028 の比重に近づける。）

2.2.2 手順1.塩分センサー温度校正
1. ビーカーに 200ml の精製水を注ぎ、校正するセンサー及び温度計を入れます。センサーは、先端が水に埋まる深さまで沈ませます、「データの読み取りを開始する」ボタンをクリックします。

2. 右側の校正ログエリアで「データが安定しました、次のステップに進んでください」が表示された
ら、温度計で読み取った温度値を「設置温度」の空欄に入力し、「校正開始」ボタンをクリックします。ボタンが青色に変化すると校正完了になります。

3. 「次のステップに進む」ボタンをクリックします。
8

2.塩分センサー零点校正
1. センサーを清水ですすぎ、フィルターペーパーで水をきれいに拭き取ります。
2. センサーに電力が供給されたら、センサーを垂直に空気中に 3 分間放置し、データが安定したら、「校正開始」ボタンを押し零点校正を行います。
3. 完了したら下図の「校正完了」が表示されます。

3.塩分センサー傾き校正
1. ビーカーに 200ml の精製水を入れ、約 7ｇの食塩を溶かし、35PPT の標準液を作ります。
（36.5％の塩分濃度が望ましいので、海水比重計で測定し 1.028 の比重に近づける。）
2. センサーのヘッド部位を完全に溶液に沈ませる。センサーヘッドは容器の底部及び側面から２CM以上離れるように設置してください。
3. センサーを 1 分間固定放置した後、「校正を開始する」ボタンをクリックし、完了したら「校正完了」と表示されます。

92.3 蛍光式 DO（溶存酸素）センサー
蛍光溶存酸素センサーは、約 2 ヶ月に 1 回校正する必要があります。校正頻度は使用環境と水の状態によって判断する必要があります。

2.3.1 事前準備リスト
No1234567

名称
500ml の蒸留水または精製水
ブラシ水
温度計
ゼロ点校正溶液*
空気飽和水**
海水比重計

用量21適量1100ml200ml
1説明
校正溶液の放置、センサーの校正用センサーをきれいにするセンサーをきれいにする
温度の校正
ゼロ点校正
傾き校正
塩分補償

*200ml の水を入れたビーカーの中に、10g（1 袋）の亜硫酸ナトリウムを投入し、完全に溶けるまでガラス棒で掻き混ぜ、5％の亜硫酸ナトリウム溶液を作ります。
**空気飽和水の作成：容量が 1000ml のビーカーの中に精製水を容器の 2/3 の高さになるまで注入し、ビーカーの中の水温が温度校正時の温度と同じになるように制御して、穿孔プラスチックボードを水に浮かせ、同時にエアポンプで 40 分以上（穿孔プラスチックボードがない場合はさらに 30 分（合計 70分））空気を水に注入させ、エアポンプを止め、30 分放置したら空気飽和水が出来上がります。
空気飽和水を用意できない場合：500ml のビーカーを用意し、精製水を容器の 2/3 の高さ(約 330ml)になるまで注入します。センサーの先端が湿っていて、清潔であり、ツルツルの状態であることを確認して、水面に垂直にセンサーヘッドを向けます、水面から 2 ㎝以内で水面には触れない程度の距離で約三分間放置したら、「傾き校正を開始する」ボタンをクリックし、校正を開始します。この方法を使う場合、誤差は+-0.4 程度になります。

2.3.2 手順
1.溶存酸素センサー温度校正
1. ビーカーを用意し、200ml の精製水を注ぎ、校正するセンサー及び温度計をボトルに入れます。
センサーは、先端が水に埋まる深さまで沈ませます、「データの読み取りを開始する」ボタンをクリックします。

10

2.

右側の校正ログエリアで「データが安定しました、次のステップに進んでください」が表示された
ら、温度計で読み取った温度値を「設置温度」の空欄に入力し、「校正開始」ボタンをクリックします。ボタンが青色に変化すると校正完了になります。

3.

「次のステップに進む」ボタンをクリックします。

2.溶存酸素センサー零点校正
1. 200ml の水を入れたビーカーの中に、10g（半量）の亜硫酸ナトリウムを投入し、完全に溶けるまでガラス棒で掻き混ぜ、5％の亜硫酸ナトリウム溶液を作ります。
2. センサーを水の中から取り出し、センサーの先端表面に水滴が付着しないよう軽く振り、亜硫酸ナトリウム溶液に沈ませ 3 分間程度放置した後、「校正を開始する」ボタンをクリックします。

3. アプリの右側のエリアで「校正完了」というコメントが表示され、ボタンが青くなったところで、校正は完了します
3.溶存酸素センサー傾き校正
1. 溶存酸素センサーのヘッド部位を完全に埋まるよう水に沈ませ、二分間固定して放置します。
2. センサーを水から取り出し、センサーを軽く振り、センサー先端の表面に水滴が付着していないようにします。
3. センサーのヘッド部位を空気飽和水の中にいれ、約 3 分後データが安定したら傾き校正を開始します。この方法の誤差は約+-0.1 になります。

11

資料１
大気中に設置した蛍光式溶存酸素センサーで読み取った溶存酸素値は、下図を参照し、現在読み取っている値が正しいかどうかを判断できます。関係表は以下の通りです。

温度と空気中の溶存酸素の関係
温度（℃）

0.0
1.1
2.2
3.3
4.4
5.6
6.7
7.8
8.9
10.0
11.1
12.2
13.3
14.2
15.6
16.7
17.8
18.9
20.0
21.1
22.2

ppmm

温度（℃）

又は mg/l

14.6
14.1
13.7
13.3
12.9
12.6
12.2
11.9
11.6
11.3
11.0
10.7
10.4
10.2
9.9
9.7
9.5
9.3
9.1
8.9
8.7

23.3
24.4
25.6
26.7
27.8
28.9
30.0
31.1
32.2
33.3
34.4
35.6
36.7
37.8
38.9
40.0
41.1
42.2
43.3
44.4
45.6

12ppmm又は mg/l

8.5
8.3
8.2
8.0
7.8
7.7
7.5
7.4
7.37.17.0
6.9
6.8
6.6
6.5
6.4
6.3
6.2
6.1
6.05.94. 塩分補償（海水環境で使用する場合）
1. センサーを清水ですすぎ、フィルターペーパーで水をきれいに拭き取ります。
2. ビーカーに 200ml の精製水を入れ、約 7ｇの食塩を溶かし、35PPT の標準液を作ります。
（36.5％の塩分濃度が望ましいので、海水比重計で測定し 1.028 の比重に近づける。）
3. センサーのヘッド部位を完全に溶液に沈ませる。
センサーヘッドは容器の底部及び側面から２CM 以上離れるように設置してください
4. 傾き校正画面右側の塩分補償値に「35」と入力し、「補償開始」ボタンをクリックしてください。
ボタンが青く「補償完了」と表示されたら「トップ画面へ」ボタンを押し、校正完了です。
海水(塩水)を 35PPT 以外で使用する場合は海水比重計で使用する海水の塩分濃度を測り、塩分補償値を入力してください。

海水比重・塩分濃度換算表
比重塩分濃度(‰)
比重塩分濃度(‰)
比重
塩分濃度(‰)
1.000
0.00
1.014
18.44
1.025
32.74
1.001
1.94
1.015
19.89
1.026
34.04
1.002
2.56
1.016
20.97
1.027
35.35
1.003
3.87
1.017
22.41
1.028
36.65
1.004
5.17
1.018
23.86
1.029
37.95
1.005
6.49
1.019
24.32
1.030
39.10
1.006
7.79
1.020
26.20
※
1.007
9.11
1.021
27.65
1.008
10.42
1.022
29.02
1.009
11.73
1.023
30.95
1.010
12.85
1.024
31.80
※「海水比重・塩分濃度換算表」を超えた塩分濃度を測定する場合や、より精度が高い塩分濃度を求める場合は、市販の塩分濃度計をご使用ください。

132.4 ORP（酸化還元）センサー
ORP センサーは 2 か月以上で 1 回校正する必要があります。校正頻度は使用環境と水の状態によって判断する必要があります。

2.4.1 事前準備リスト
No
名称用量
説明
1500ml の蒸留水または精製水
2
校正溶液の放置、センサーの校正用
2ブラシ
1
センサーをきれいにする
3
水適量センサーをきれいにする
4
pH6.86 標準溶液*
250ml ORP 校正
5キンヒドロン粉末
2.1g
ORP 校正6ORP 標準溶液**
200ml ORP 校正
7
ガラス棒
1
液体をかき混ぜます*標準溶液の構成:精製水 250ml に１パックの pH6.86 粉末を入れ、ガラス棒で完全に溶解するまで撹拌した後、pH6.86 標準溶液を作ることができます。
**精製水 200ml に、2.1g のキンヒドロン粉末を入れ、ガラス棒を使用して完全に攪拌および混合して、ORP 標準溶液を調製できます。

2.4.2 手順
1.
2.
3.
4.

5.

校正キットの 250ml ボトルに不純物のない 200ml(ボトルネックぐらい)のきれいな水（または蒸留水の方が良い）を準備します。
プローブを水で軽く洗い流し、表面がきれいで不純物がないまで洗い流して、拭いてください。
洗浄した ORP センサーを USB アダプタで P C に接続します。
ソフトウェアを開き、接続状態を確認し、「ORP」をクリックして校正画面に移動します。 そして、左上の指示に従って、待ち時間の下の「開始」ボタンをクリックします。
終了時には自動的に次の校正画面にジャンプします：
手順を実行した後、[開始] ボタンをクリックしてカウントを開始し、次の図に示すように、1 分後に自動的に次のステップにジャンプします。

6. 手順に従い、作った pH6.86 標準溶液をビーカーに入れ、キンヒドロンを投入してかき混ぜます。
[開始] ボタンをクリックしてカウントを開始、次の図に示すように、1 分後に自動的に次の画面にジャンプします。
14

7. 手順に従い、[開始] ボタンをクリックしてカウントを開始、次の図に示すように、3 分後に自動的に次の画面にジャンプします。

8. 「ORP 校正」ボタンをクリックします。

ボタンをクリックして校正を行い、完了すると自動的に完了画面にジャンプし、失敗した場合は、手順の指示に従い、校正を実行する前にセンサーが静止になっていることを確認してください。
注：保存の際にはキャップに 3mol/リットル KCL 溶液を入れて保存します。

152.5EC（導電率）センサー
EC センサーはメンテナンスフリーであり、ハウジングの汚染や軽度の汚れは通常の作業に影響を与えませんが、洗浄が必要な場合は、柔らかいブラシまたはサンドペーパーで付着物を除去し、蒸留水で洗浄し、その後、校正することができます。校正頻度は使用環境と水の状態によって判断する必要があります。

2.5.1 事前準備リスト
No123456

名称
500ml の蒸留水または精製水
ブラシ25ml ビーカー水
温度計
1413μs/cm 標準溶液

用量111
適量120ml

説明
校正溶液の放置、センサーの校正用センサーをきれいにする
1413μs/cm 標準溶液を入れる
センサーをきれいにする
温度の校正
傾き校正

2.5.2 手順
EC センサー零点校正
1.
2.
3.
4.

校正キットの 250ml ボトルに不純物のない 200ml (ボトルネックぐらい)のきれいな水（または蒸留水の方が良い）を準備します。
プローブを水で軽く洗い流し、表面がきれいで不純物がないようにして、拭いてください。
洗浄した導電率センサーを USB アダプタで P C に接続します。
ソフトウェアを開き、接続状態を確認し、「導電率」をクリックして校正画面に移動します。 そして、左上の指示に従って、待ち時間の後に「開始」ボタンをクリックします。
終了時には自動的に次の校正画面にジャンプします

5. 手順に従い、[開始] ボタンをクリックしてカウントを開始、次の図に示すように、3 分後に自動的に次の画面にジャンプします。
センサーが静止状態であることを確認した後、「零点校正を開始する」をクリックします。完了すると、緑色の校正完了を表示されます。「次へ」をクリックして校正を続行します。失敗した場合は、手順の指示に再度従って、センサーが静止していることを確認してから校正を行ってください。

16

EC センサー温度、EC 校正
1. 25ml ビーカーに用意した標準液(1413μs/cm)を一袋入れます。
2. 標準温度計を垂直に溶液に挿入し温度を測定します。
3. センサーを取り出し、水をふき取った後、センサーを垂直に溶液に挿入し放置します。
4. 3 分待ちます

5. 標準温度計の読み取り値を入力し「温度校正を開始する」ボタンをクリックします。
6. 導電率センサーを標準 1413μs/cm 溶液に入れ、センサーが静止したときに「EC 校正開始」をクリックします。
校正が完了すると自動的に完了画面にジャンプし、失敗した場合は、手順の指示に再度従って、センサーが静止していることを確認してから校正を行ってください172.6 濁度センサー
濁度センサーは 2 か月以上 1 回校正する必要があります。校正頻度は使用環境と水の状態によって判断する必要があります。

2.6.1 事前準備リスト
No
名称用量
説明
1500ml の蒸留水または精製水
2
校正溶液の放置、センサーの校正用
2
ブラシ
1
センサーをきれいにする
3
水適量
センサーをきれいにする
4
温度計
1温度の校正5400NTU 標準溶液*200ml 傾き校正６遮光ボトル１
濁度校正の際、溶液を入れる。
*180ml の精製水に、4000NTU ホルマジン標準液 20ml を溶かし 400NTU 標準溶液を作ります。
注）セットの 4000NTU ホルマジン標準液の試用期限は未開封の状態で約１年間です。
開封後は、早めにご使用になることをお勧めしますが、使用の都度ボトルを攪拌し、標準液の濃度を最後まで均一に保つことで問題なく使用できます。

2.6.2 手順
濁度センサー零点校正
1. 校正キットの 250ml ボトルに不純物のない 200ml (ボトルネックぐらい)のきれいな水（または蒸留水の方が良い）を準備し遮光ボトルに入れます。
2. プローブを水で軽く洗い流し、表面がきれいで不純物がないようにして、拭いてください。
3. 洗浄した濁度センサーをアダプタのセンサーコネクタに接続し、アダプタを PC の USB に接続します。
4. ソフトウェアを開き、「水の濁度」をクリックして校正画面に移動します。 そして、画面の指示に従って、待ち時間の後に「次のステップに進む」ボタンをクリックします。
5.

手順に従い、[開始] ボタンをクリックしてカウントを開始、3 分後に自動的に次の画面にジャンプします。

6. 上記の手順に従い、センサーをゼロ濁度溶液に入れていることを確認したら、[零点校正を開始する]をクリックするします。完了すると、緑色の「校正完了」が表示されます。「次へ」をクリックして校正を続行します。失敗した場合は、手順の指示に再度従って、センサーが静止していることを確認してから校正を行ってください。
18

濁度センサー温度校正
1. 手順に従い、[開始] ボタンをクリックしてカウントを開始、3 分後に自動的に次の画面にジャンプします。

2. 温度計の値を読み取って「°C」に記入し、[温度校正を開始する]をクリックし、「校正完了」と表示されたら、[次へ]をクリックします。
濁度センサー濁度校正
1. 濁度センサーを 400NTU 標準溶液に入れ、センサーが静止しているときに「濁度校正開始」をクリックします。
2. 校正が完了すると自動的に完了画面にジャンプし、失敗した場合は、手順の指示に再度従って、センサーが静止していることを確認してから校正を行ってください

注意


標準溶液は校正後に一般的な家庭用下水として扱うことができます。再度使用しないでください。
校正プロセス中に、PC の電源を切ったり、センサーと PC 間の接続を中断したりしないでください。センサーが損傷する可能性があります。
校正プロセス中にセンサーを移動したり、センサーの環境を変更したりしないでください。校正失敗やエラーする可能性があります。
校正失敗数が５回以上の場合、クリーニングおよび校正プロセスのドキュメントを参照してください。
19

センサーを使用した後、校正を開始する前にセンサーをクリーニングしてください。

バージョンV1.0.0
V1.3.0V2.0.0V2.0.1

改訂履歴
修正時期
説明
2020.09.15
初稿
2020.11.04
全センサー対応に変更
2021.01.29
内容の見直し2021.02.09
ソフトの Ver.アップ

709,Building 2, Xunmei Technology Plaza,
Nanshan District, Shenzhen
www.nongbotech.com+86 (0) 755-36309585

日本総代理店

株式会社テクサー〒105-0013 東京都港区芝 2 丁目 5-19 ITO ビル 5 階
TEL:03-6803-4317 FAX:03-6803-4318
www.techsor.co.jp｜ support@techsor.co.jp

ZETA アライアンス
www.zeta-alliance.org ｜ info@zeta-alliance.jp
20