ÚJ!

Mérjen könnyebben,
mint valaha.
A kompakt HVAC mérőműszerek pontos eredményeket
nyújtanak, ahol éppen szüksége van rájuk –gyors, rugalmas, felhasználóbarát, és csatlakozik
okostelefonjához. A mérés nem is lehetne egyszerűbb.

www.testo.hu

A Testoújdonságai:11	mérőműszer.
9 	mérési paraméter.
1 alkalmazás.
Végtelen lehetőség.

Kapcsolja be, mérjen, és tudjon meg többet azonnal: Új digitá-

Azt is tudjuk viszont, hogy a méréstechnológiának okosnak islis HVAC mérőműszereink pontos értékekkel szolgálnak - kön�-kell lennie - a testo Smart alkalmazásnak köszönhetően ezért

nyen és gyorsan. Ez a mi ígéretünk.

válnak újdonságaink egy okostelefonnal együtt hasznos partnerévé.

Hiszen tudjuk, hogy munkája során sebességre, így pedig
azonnali, megbízható mérési eredményekre van szüksége
ahhoz, hogy haladni tudjon.

2

Mire vár még? Könnyítse meg munkáját.

Légkondicionálók és szellőztető
rendszerek

Komfortérzet

6. oldal

8. oldal

Szárnykerekes
légsebességmérő

Szárnykerekes
légsebességmérő

Hődrótoslégsebességmérő

CO2-mérő műszer

Megvilágításmérő

testo 535

testo 545

Digitális páratartalomés hőmérsékletmérő

testo 417

testo 416

testo 425

Lux

testo 625

m/s, m³/h, °C

m/s, m³/h

m/s, m³/h, °C

CO2

Nyomásmérés°C, %RH, °Cwb, °Ctp

Hőmérséklet

10. oldal

11. oldal

Differenciálnyomás-mérőműszerDifferenciálnyomás-mérőműszerDifferenciálhőmérsékletmérő műszer

Hőmérsékletmérő
műszertesto 512-1

testo 512-2

testo 922

testo 925

NTC+ PT100
Hőmérsékletmérő
műszerhPa/mbar, m/s, m³/h

hPa/mbar°C°C

testo 110°C
3

Kompakt pontosság munkájához.
A Testo új digitális HVAC mérőműszerei mindig kéznél vannak,
ha gyorsan pontos mérésekre van szüksége.

Időhiány, végtelen teendőlisták és összetett feladatok: A

A testo Smart alkalmazással pedig nem csupán a

Testo kompakt mérőműszerei ezekben a pillanatokban is

legfontosabb mérési menüket tarthatja mindig kéznél - a

megbízhatóan teljesítenek az Ön oldalán.

dokumentáció és a mért értékek tárolása bármikor lehetséges
okos asszisztense segítségével (lásd a 12. fejezetben az

Megfelelő műszerek minden releváns mérési paraméter

alkalmazásról szóló információkat).

számára: Egyszerűen kapcsolja be, és már meg is kapja ahelyes döntéshozáshoz szükséges értéket. Minden fontos
alkalmazási körben - gyors, egyszerű, és pontos.

Egyszerű
•	Kompakt kialakítás: Gyorsan kézbe vehető, gyorsan eltehető.
•	Robusztus kivitelezés: Ha eldurvulna a helyzet.
•	Intuitív kezelés: A legfontosabbakra letisztult csúcstechnológia.

• Jelentések helyszínen történő nyomtatása: Minden feketén-fehéren.
•	testo Smart alkalmazás: Konfiguráljon, mentsen el, dokumentáljon
méréseket, és sok mást (ld. 12. fejezet).

4

Mindegyik műszer
praktikus, kompakt ésrobusztus testo Smart Caseműszertáskában érkezik

Gyors•	Azonnali mérési eredmények: Egyetlen pillantással
minden látható.

•	Konfiguráció a testo Smart alkalmazással: Végezzenbeállításokat mindössze pár kattintással.
•	A térfogatáram automatikus kiszámítása:
Csak a csatorna átmérőjére van szükség.
•	Két kijelzőn többet lát: Mutassa meg ügyfeleinek amérési görbéket okostelefonon.
Valós időben.

Precíz•	A gyakorlatban bizonyított digitális érzékelők: A
hosszú távon stabil, reprodukálható és pontos mérési
eredményekhez.

• Hasznos mérési menük: Egypontos és időgörbés mérés
mindegyik műszerben.
• Összetett mérések, kompakt méretre egyszerűsítve:Többek között a lakóterület szellőztetésének rendkívül
egyszerű mérése, beállítása és dokumentációja.
•	Dokumentáció a testo Smart alkalmazással:
Teljes mértékben papírmunka nélkül.

5Légkondicionálók és szellőztető
rendszerek

Légkondicionálók és szellőztető rendszerek
könnyen kézben tartva.
Kompakt légsebesség- és térfogatáram-mérés.
Annak biztosításához, hogy az emberek élvezzék a beltérben
töltött időt, a légkondicionálók és szellőztető rendszerek
kulcsfontosságú tényezői a modern épületeknek.
Ennek megfelelően fontos a megfelelő méréstechnológiával
szavatolni, hogy a helyiségekbe kellő friss levegő jut, éshogy az állott levegő távozik. Mindezt a lehető legjobb
hatékonysággal, minden VAC egység esetében.
A Testo új, áramlási sebességmérő műszereivel gyorsan,
könnyedén, pontosan és okos alkalmazástámogatással
végezheti ezeket a feladatokat: A szellőzőcsatornában,a kivezetőnyílásnál és a kiegyensúlyozott lakossági
szellőztetés beállítása során.

Így támogatja Önt atesto Smart alkalmazás- Mérőműszerének konfigurálása
- Mért értékek grafikus görbéjének megjelenítése
- Mérési adatok mentése- Ügyfél és mérési hely menedzsment- Munkájának dokumentációja- A jelentés küldése e-mailben

6

Légkondicionálók és szellőztető
rendszerek

testo 417 digitális 100 mm-es szárnykerekes légsebességmérő
• Az áramlás, térfogatáram és hőmérséklet egyszerű, gyors és pontos
mérése légbemeneteknél és -kimeneteknél• A kiegyensúlyozott lakossági szellőztetés hatékony szabályozása és
gyors dokumentáció a testo Smart alkalmazással
• Gyors konfiguráció, grafikonos előzmények, második képernyő
és mérési adattároló a testo Smart alkalmazásban
• Időzített és többpontos átlagszámítás• Tartósság a kompakt kialakításnak és robusztus készülékháznak
köszönhetően
Rend. sz. 0563 0417
testo 417 szett 1
Tölcsér szettel lemezes kivezetőnyílásokhoz és szellőzőrácsokhoz.
Rend. sz. 0563 1417
testo 417 szett 2
Mint a szett 1 esetében, laminátorralörvényes szellőzőnyílásokhoz.
Rend. sz. 0563 2417

testo 416 digitális 16 mm-es szárnykerekes légsebességmérő
• Az áramlás egyszerű, gyors és pontos mérése, és a térfogatáram
kiszámítása a szellőzőcsatornában• Nagyobb rugalmasság szellőzőcsatornákban végzett mérésekhez
a kábellel csatlakozó teleszkópos érzékelővel (maximális hossz
850 mm)• Gyors konfiguráció, grafikonos előzmények, második képernyő
és mérési adattároló a testo Smart alkalmazásban
• Időzített és többpontos átlagszámítás• Tartósság a kompakt kialakításnak és robusztus készülékháznak
köszönhetően
Rend. sz. 0563 0416

testo 425 digitális hődrótos légsebességmérő
• Az áramlás és a hőmérséklet egyszerű, gyors és pontos mérése,
valamint a térfogatáram kiszámítása a szellőzőcsatornában• Nagyobb rugalmasság szellőzőcsatornákban végzett mérésekhez
a kábellel csatlakozó teleszkópos érzékelővel (maximális hossz 820
mm)• Gyors konfiguráció, grafikonos előzmények, második képernyő
és mérési adattároló a testo Smart alkalmazásban
• Időzített és többpontos átlagszámítás• Tartósság a kompakt kialakításnak és robusztus készülékháznak
köszönhetően
Rend. sz. 0563 0425

7

Komfortérzet

Komfortérzet könnyen kézben tartva.
A komfortosabb beltéri klíma érdekében.

Élet, munka, vagy szabadidő: Napjaink majdnem 90%-át

A Testo új kompakt mérőműszereivel a CO2, megvilágítás,beltérben töltjük!

hőmérséklet és páratartalom értékeit gyorsan, egyszerűen

A beltéri levegőminőség és komfortérzet így nem is lehetneés pontosan szemmel tarthatja - így pedig biztosíthatja afontosabb közérzetünk és egészségünk szempontjából.

komfortérzetet és az egészséges beltéri klímát.

testo 535 digitális CO2-mérő műszer• A CO2-koncentráció egyszerű, gyors és pontos mérése• Hallható riasztás egy határérték túllépése esetén• Gyors konfiguráció, grafikonos előzmények, második képernyő
és mérési adattároló a testo Smart alkalmazásban• A mérési eredmények nagyfokú reprodukálhatósága a hosszú távon
stabil infravörös érzékelõtechnológiának köszönhetően
• Időzített és többpontos átlagszámításRend. sz. 0563 0535

8

Komfortérzet

Így támogatja Önt atesto Smart alkalmazás- Mérőműszerének konfigurálása
- Mért értékek grafikus görbéjének megjelenítése
- Mérési adatok mentése- Ügyfél és mérési hely menedzsment- Munkájának dokumentációja- A jelentés küldése e-mailben

testo 545 digitális fénymérő• A megvilágítás (lux) egyszerű, gyors és pontos mérése aV-lambda görbe szerint az összes szokványos fényforráshoz
• Széles körű alkalmazási lehetőségek a LED kompatibilitásnak
köszönhetően (az egyszínű kék LED kivételével)• Gyors konfiguráció, grafikonos előzmények, második képernyő
és mérési adattároló a testo Smart alkalmazásban• Hallható riasztás egy határérték túllépése esetén• Időzített és többpontos átlagszámításRend. sz. 0563 1545

testo 625 digitális páratartalom- és hőmérsékletmérő
•A
 léghőmérséklet és relatív páratartalom egyszerű, gyors és pontos
mérése•H armatpont és nedves hőmérséklet számítás•G yors konfiguráció, grafikonos előzmények, második képernyő
és mérési adattároló a testo Smart alkalmazásban
•H
 allható riasztás egy határérték túllépése esetén• Időzített és többpontos átlagszámításRend. sz. 0563 1625

9

Nyomásmérés

Nyomásmérés könnyen kézben tartva.
Kompakt nyomásmérés.

A Testo új kompakt mérőműszerei a fűtésrendszereken végzett

A testo 512 általános nyomásmérés, a szűrők ellenőrzése,

két legfontosabb mérés során is megbízhatóan támogatják Önt.

vagy Prandtl csővel végzett mérések során is megbízható

A gyors mérési eredményekért, amikor azokra szükség van.

partner.

A testo 512 differenciálnyomás-mérő műszer segítségével

A testo 922 differenciálhőmérséklet-mérő műszer (11. o.) segít-

gyorsan és pontosan ellenőrizheti az égők gáznyomását a gáz-

ségével pedig a fűtőkörök elosztóinak előremenő/visszatérő ágiátfolyás nyomása és a statikus gáznyomás mérésével - nélkü-hőmérsékletét is kézben tarthatja.

lözhetetlen a fűtésrendszereken végzett karbantartásokhoz.

testo 512-1 digitális differenciálnyomás-mérő műszer
•A
 differenciálnyomás egyszerű, gyors és pontos mérése (0 ... 200 hPa) szűrők
ellenőrzéséhez és Prandtl csővel végzett mérésekhez a szellőzőcsatornában•M egbízható mérési eredmények a rendkívül pontos, pozíciótól független
differenciálnyomás-érzékelőnek köszönhetően
•G
 yors konfiguráció, grafikonos előzmények, második képernyő
és mérési adattároló a testo Smart alkalmazásban
•T érfogatáram kiszámítása a mérőműszeren és az alkalmazásban
•H
 allható riasztás egy határérték túllépése esetén
Javaslatunk:
Ideális a gázátfolyás/
statikus nyomás
méréséhez.

Rend. sz. 0563 1512

testo 512-2 digitális differenciálnyomás-mérő műszer
•A
 differenciálnyomás egyszerű, gyors és pontos mérése (0 ... 2 000 hPa)•G yors konfiguráció, grafikonos előzmények, második képernyő
és mérési adattároló a testo Smart alkalmazásban
•H
 allható riasztás egy határérték túllépése esetén• Időzített és többpontos átlagszámítás•T artósság a kompakt kialakításnak és robusztus készülékháznak köszönhetően
Rend. sz. 0563 2512

Javaslatunk:
Ideális nagy nyomások
méréséhez.

Így támogatja Önt atesto Smart alkalmazás- Mérőműszerének konfigurálása
- Mért értékek grafikus görbéjének megjelenítése
- Mérési adatok mentése- Ügyfél és mérési hely menedzsment

10- Munkájának dokumentációja- A jelentés küldése e-mailbenHőmérséklet

Hőmérséklet könnyen kézben tartva.
Mérje a legfontosabb mérési értéket kompakt formában.
testo 992 digitális differenciálhőmérséklet-mérő műszer• A differenciálhőmérséklet egyszerű, gyors és pontos mérése két K típusú hőelem
érzékelővel (a csomag 2 K típusú hőelem érzékelőt tartalmaz)• Gyors konfiguráció, grafikonos előzmények, második képernyő
és mérési adattároló a testo Smart alkalmazásban
• Alkalmazások széles köre a -50 °C-tól 1000 °C-ig terjedő méréstartománynak
köszönhetően

Javaslatunk:
Ideális áramlási/visszatérő
ági hőmérséklet mérésére.

• Opcionális érzékelők széles választéka, és kompatibilitás kereskedelemben kapható
K típusú hőelem érzékelőkkel• Hallható riasztás egy határérték túllépése eseténRend. sz. 0563 0922

testo 925 digitális hőmérsékletmérő műszer
-A hőmérséklet egyszerű, gyors és pontos mérése K típusú hőelem érzékelővel (acsomag 1 K típusú hőelem érzékelőt tartalmaz)• Gyors konfiguráció, grafikonos előzmények, második képernyő és mérési adattároló a testo Smart alkalmazásban
• Alkalmazások széles köre a -50 °C-tól 1000 °C-ig terjedő
méréstartománynak köszönhetően
• Opcionális érzékelők széles választéka, és kompatibilitás kereskedelemben kapható K típusú hőelem érzékelőkkel• Hallható riasztás egy határérték túllépése eseténRend. sz. 0563 0925

Hőmérsékletmérés laboratóriumi és élelmiszeripari környezetben

Laboratóriumi és élelmiszeripari környezetek hőmérséklete könnyen kézben tartva.
Különösen pontos, még alacsony hőmérsékletek mellett is.
testo 110 digitális hőmérsékletmérő műszer• A hőmérséklet egyszerű, gyors, és különösen pontos mérése NTC vagy Pt100
érzékelővel (opcionálisan elérhető)• Gyors konfiguráció, grafikonos előzmények, második képernyő
és mérési adattároló a testo Smart alkalmazásban
• HACCP-konform, EN 13485 szerint tanúsítva élelmiszeripari használatra• Rendkívül precíz mérési eredmények és nagyfokú rendszerpontosság digitális
Pt100 érzékelőkkel (mérőműszer nélküli kalibráció)• Hallható riasztás egy határérték túllépése eseténRend. sz. 0563 0110

11

Egy alkalmazás minden feladatra:
Nagyon okos!
A testo Smart alkalmazás nélkülözhetetlen társává fog válni.
A Testo újdonságai különlegesek: Igényeinek megfelelően

Smart alkalmazással. Hozza ki a legtöbbet új mérőműszeréből

konfigurálhatja és használhatja őket. Csak mérni szeretne, ésaz ingyenes alkalmazás segítségével. Az alkalmazás és asemmi többet? Egyáltalán nem probléma. Szeretne viszontmérőműszer természetesen egyszerűen, automatikusan

további beállításokat, el szeretné menteni a mért értékeket, éscsatlakozik.

a dokumentáció is fontos? Egyszerűen használható - a testo

Egyszerű
•	Felhasználóbarát mérési menük•	Gyors konfiguráció•	Leegyszerűsített dokumentáció

Gyors•	Csak néhány kattintás a méréshez
•	Minden érték egy pillanat alatt áttekinthető
•	Grafikus és táblázatos görbe megjelenítése

12

Hatékony•	A mérési- és ügyféladatok egyszerű tárolása•	Jelentések egyszerű létrehozása és küldésee-mailben• Második kijelző

Okos•	Adatcsere a testo DataControl
PC szoftver segítségével•	Folyamatos frissítések és bővítmények
•	Ingyenes letöltés és használat

13

Teljesen biztosra szeretne menni? Jó.
Minden műszaki adat egyetlen pillantással.

Légkondicionálók ésszellőztető
rendszerek

Termék

LeírásMérésiparaméterek
Méréstartomány

Pontosság

Oldat
Besorolás
Elem (mellékelve)
Elem élettartam(óra)
Csatlakozás
a testo Smart
alkalmazáshoz
Rend. sz.

testo 416

testo 417

16 mm-es szárnykerekes légsebességmérő
alkalmazáscsatlakozással, rögzített teleszkóppal (max. 850mm), hordtáskával és
gyári műbizonylattal

100 mm-esszárnykerekes
légsebességmérő
alkalmazáscsatlakozással, hordtáskával és gyáriműbizonylattal

m/s, fpm, m³/h, cfm,
l/s
0,6 ... 40 m/s±(0,2 m/s
+ a m. ért. +1%-a)

0,1 m/stesto 417 szett 1

testo 417 szett 2

testo 425

100 mm-es szárnykere100 mm-es szárnykere- Hődrótos légsebességkes légsebességmérő alkes légsebességmérő
mérő alkalmazáscsatkalmazáscsatlakozással, alkalmazáscsatlakozással,
lakozással, rögzített
mérőtölcsérrel lemezesmérőtölcsérrel lemezes
teleszkóppal (max. 820
kivezetőnyílásokhoz,
kivezetőnyílásokhoz,mm), hordtáskával ésmérőtölcsérrel szellőzőrá- mérőtölcsérrel szellőzőgyári műbizonylattal
csokhoz, hordtáskával és
rácsokhoz, laminátorral,
gyári műbizonylattal
hordtáskával és gyári műbizonylattal
m/s, fpm, °C, °F, m³/h,
m/s, fpm, °C, °F, m³/h, cfm, l/s
cfm, l/s
0,3 ... 20 m/s
0 ... 30 m/s
0 ... +50 °C-20 ... +70 °C±(0,03 m/s + a m. ért.
4%-a) (0 ... 20 m/s)±(0,1 m/s ± a m. ért. +1,5%-a)±(0,5 m/s + a m. ért.
±0,5 °C5%-a) (20,01 ... 30 m/s)
±0,5 °C
0,01 m/s
0,1 m³/h (0 ... +99,9 m³/óra)0,01 m/s
1 °C /h (maradék méréstartományban)
0,1 °C
0,1 °C

IP40 (érzékelő: IP20)

IP40 (érzékelő: IP20)

IP40 (érzékelő: IP20)

3 x AA

3 x AA

3 x AA60

50

350563 0416

0563 0417

0563 1417

0563 2417

0563 0425

Nyomásmérés

Termék
LeírásMérési paraméterek
Méréstartomány
Pontosság
Oldat

14

testo 512-1

testo 512-2

Differenciálnyomás-mérő műszer alkalmazáscsatlakozással,
méréstartomány: 0 ... 200 hPa, hallható riasztás, hordtáskával és
gyári műbizonylattal
Pa, hPa/mbar, kPa, psi, in²Hg, in²H2O, mm²H₂O, mm²Hg, m/s,
fpm, m³/h, cfm, l/s

Differenciálnyomás-mérő műszer alkalmazáscsatlakozással, méréstartomány: 0 ... 2 000 hPa, hallható
riasztás, hordtáskával és gyári műbizonylattal
Pa, hPa/mbar, kPa, psi, in²Hg, in²H₂O, mm²H₂O,
mm²Hg

0 ... +200 hPa

0 ... +2000 hPa±(0,3 Pa + a m. ért. 1%-a) ±1 számjegy (0-25 hPa)±(0,1 hPa + a mért ért. 1,5%-a) ±1 számjegy (25,001-200 hPa)

0,5 %fs

0,001 hPa

1 hPa

Besorolás

IP 40

IP40

Elem (mellékelve)
Elem élettartam(óra)
Csatlakozás atesto Smart alkalmazáshoz
Rend. sz.

3 x AA

3 x AA120

120

0563 1512

0563 2512

Komfortérzet

Termék
LeírásMérési paraméterek
Méréstartomány

Pontosság

Oldat
Besorolás
Akkumulátor
Elem élettartam
Csatlakozás
a testo Smart
alkalmazáshoz
Rend. sz.

testo 535

testo 545

testo 625

CO₂-mérő műszer alkalmazáscsatlakozással, hallható riasztás, hordtáskával és
gyári műbizonylattal

Fénymérő alkalmazáscsatlakozással,
hallható riasztás, hordtáskával és gyáriműbizonylattal

Páratartalom- és hőmérsékletmérő
műszer alkalmazáscsatlakozással,
hallható riasztás, hordtáskával és gyáriműbizonylattal

ppm, %

lux, fc%RH, °C, °F, °C td, °C dp

0 ... 10000 ppm

0 ... 100 000 lux

0 ... 100 %RH-20 ... +60 °C

IP40 (érzékelő: IP20)
3 x AA
30

C osztály, DIN 5032-7 / EN 13032-1, B
melléklet szerint
f1= 6 %= V(Lambda) beállítás
f2 = 5% = cos-valós kiértékelésÖsszesen ≤15%
A mért érték ±3 %-a ±1 digit
0,1 lux (<10 000 lux)
1 lux (≥ 10 000 lux)
IP40 (érzékelő: IP20)
3 x AA70

0563 0535

0563 1545±100 ppm + a mért érték +5 %-a

1 ppm±2,5 %RH (5 ... 95 %RH)
±0,5 °C

0,1 %RH
0,1 °C
IP40 (érzékelő: IP20)
3 x AA
100

0563 1625Hőmérséklet

Termék
LeírásMérési paraméterek
Méréstartomány

Pontosság

Oldat
Besorolás
Akkumulátor
Elem élettartam
Csatlakozás
a testo Smart
alkalmazáshoz
Rend. sz.

testo 922

testo 925

testo 1102-csatornás K típusú hőelem hőmérsékletmérő műszer alkalmazáscsatlakozással és hallható riasztással, hordtáskával,2 db K típusú hőelem érzékelővel ésgyári műbizonylattal

1-csatornás K típusú hőelem hőmérsékletmérő műszer alkalmazáscsatlakozással és hallható riasztással,
hordtáskával, 1 db K típusú hőelem
érzékelővel és gyári műbizonylattal

1-csatornás NTC / Pt100 hőmérsékletmérő műszer alkalmazáscsatlakozással, TUC érzékelőcsatlakozással,
hallható riasztással, hordtáskával és
gyári műbizonylattal°C, °F°C, °F°C, °F-50 ... +1000 °C-50 ... +1000 °C±(0,5 °C + a m. ért. 0,3 %-a)(-50 ... +1000 °C)±(0,5 °C + a m. ért. 0,3 %-a)(-50 ... +1000 °C)

0,1 °C (-50 ... +499,9 °C)
1 °C (maradék méréstartományban)

0,1 °C (-50 ... +499,9 °C)
1 °C (maradék méréstartományban)

IP40 (opcionális TopSafe IP65)
3 x AA
120

IP40 (opcionális TopSafe IP65)
3 x AA
150

NTC: -50 ... +150 °C
Pt100: -200 ... +800 °C
NTC: ±0,2 °C (-20 ... +80 °C)±0,3 °C (maradék méréstartományban)
Pt100: az érzékelő pontosságának
megfelelően
NTC: 0,1 °C
Pt100: az érzékelő pontosságának
megfelelően
IP40 (opcionális TopSafe IP65)
3 x AA
100

0563 0922

0563 0925

0563 0110

15

Tartozékok és érzékelők
Rend. sz.

TopSafe szilikon védőtok testo 922/925/110 számára IP65-höz

0516 0224

Bluetooth®/IRDA nyomtató

0554 0621

elemmel és hálózati adapterrel
Tartalék hőpapír nyomtatóhoz (6 tekercs), a mérési adatok akár 10 évig is olvashatók

Érzékelő típusa
NTC/PT100 a testo 110műszerhez

Érzékelő szár / mérőcsúcs méretekTépőzáras csőhőmérsékletérzékelő (NTC) 5 és 65 mm közötticsőátmérőkhöz,
1,2 m-es rögzített kábel
Vízhatlan NTC merülő/beszúróérzékelő, rögzített kábel, 1,2 m

Nagy pontosságú Pt100 merülő/beszúró érzékelő folyadékok éskrémek hőmérsékletének mérésére
±0,05 °C pontossággal

Érzékelő típusa
K típus a testo 922/925
műszerhez

50 mm

Ø 5 mm

Ø 4 mm

295 mmØ4mm

Méretek
Érzékelő szár / mérőcsúcs méretek

Méréstartomány

Pontosság

Beállási idő

Rend. sz.

-50 ... +120 °C±0,2 °C (-25 ... +80 °C)–

0615 5605-50 ... +150 °C

A mért érték ±0,5 %-a(+100 ... +150 °C)±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C)±0,4 °C (maradék
méréstartományban)

10 mp0615 1212-80 ... +300 °C±0,3 °C(-80 ... -40,001 °C)±(0,1 °C + a m. ért.
0,05 %-a)(-40 ... -0,001 °C)±0,05 °C (0 ... +100 °C)±(0,05 °C + a m. ért.
0,05 %-a) (+100,001 ...
+300 °C)

t₉₀ <45 mp

0618 0275

Méréstartomány

Pontosság

Beállási idő

Rend. sz.

-60 ... +400 °C

2. osztály 1)

200 mp0602 1793-60 ... +300 °C

2. osztály 1)

3 mp

0602 0393-40 ... +1000 °C

1 osztály 1)

4 mp

0602 5693

115 mmRobusztus levegő érzékelő, K típusú
hőelem, rögzített kábel

Ø 4 mmNagyon gyors válaszidejű felületi
érzékelő keresztszálas hőelemmel,
nem sík felületekhez is alkalmazható,
méréstartomány rövid ideig +500 °Cig, K típusú hőelem, rögzített kábel
Merülő mérőcsúcs, hajlítható,
levegőben/gázokban történő
mérésekre (nem alkalmas
olvasztékokban történő mérésekhez),
K típusú hőelem

115 mm0554 0568

115 mm
Ø 5 mm

Ø 3 mmØ 12 mm1000 mm1) Az EN 60584-1 szabvány alapján a 2. osztály pontossága -40 ... +1200 °C tartományra

értelmezhető.

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest, Röppentyű u. 53.
Tel.: +36 1 237 1747
Fax: +36 1 237 1748
E-mail: kapcsolat@testo.hu

www.testo.hu

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A kiadványban szereplő képek illusztrációk.

Kiegészítők

2981 1434/B&B/msp/10.2022

További érzékelők megtalálhatók a www.testo.hu weboldalon