Watcher Pro３
二酸化炭素濃度センサー／NBI-SSCCD0102
ユーザーマニュアルV1.0.0ⓒ 2016-2019 Techsor Inc.

二酸化炭素濃度センサ－(NBI-SSCCD0102)ユーザーマニュアル

更新履歴

バージョン

修正時期

説明

V1.0.02021.05.24

初稿

V1.0.02022.10.09

認証番号更新はじめに使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
本書の操作手順および注意事項をお守りください。
機器が故障した場合は、ご自身で修理せず support@techsor.co.jpにお問い合わせください。

2二酸化炭素濃度センサ－(NBI-SSCCD0102)ユーザーマニュアル

目次1.製品紹介................................................................................................................................................... 42.製品仕様................................................................................................................................................... 42.1 仕様........................................................................................................................................................... 42.2 サイズ....................................................................................................................................................... 42.3 製品外観 ................................................................................................................................................... 52.4 各部説明 ................................................................................................................................................... 53.使用方法................................................................................................................................................... 53.1 取り付け ................................................................................................................................................... 53.2 電気接続 ................................................................................................................................................... 64.メンテナンス............................................................................................................................................ 64.1 メンテナンス ........................................................................................................................................... 65.注意事項................................................................................................................................................... 66.問題と解決策............................................................................................................................................ 73二酸化炭素濃度センサ－(NBI-SSCCD0102)ユーザーマニュアル

1.製品紹介NBI 二酸化炭素濃度センサーは、非分散型赤外線（NDIR）の原理を用いて、温室や室内農業などの環境下で空気中の CO2 濃度を正確に測定します。 RS485 インターフェースを備え、NBIWatcher Pro 3 や他のシリーズのワイヤレス環境モニタリング製品と一緒に使用することができ、ユーザーは管理プラットフォーム上の環境における CO2 濃度の変化を明確に理解し、それに応じてタイムリーな調整を行うことができます。
NBI 二酸化炭素濃度センサーには、以下のような機能的特徴があります。
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

ビニールハウスのような環境でも長時間安定して作業ができます。
高感度、高解像度。
低消費電力、高速応答性。
温度補償、優れたリニア出力。
酸素依存性がなく、長寿命です。
水蒸気の影響を受けにくい。

2.製品仕様2.1 仕様
型番
出力信号
測定範囲
精度
分解能
動作温度
動作湿度
温度ドリフト
安定性
再現性
ケーブル長

NBI-SSCCD0102
RS4850～5000ppm±3%F•S (25℃)
1ppm-20℃～80℃
0～95%RH
0.2％F•S /℃≤ 2% F•S≤ 1% F•S
2m (別売の延長ケーブル使用で延長可能)
電波法 工事設計認証番号:006-000704
電気通信事業法 認証番号:D21-0033001

2.2 サイズタイプ B の壁掛け用本体仕様

4

二酸化炭素濃度センサ－(NBI-SSCCD0102)ユーザーマニュアル

2.3 製品外観

2.4 各部説明

二酸化炭素の測定部

センサーコネクター

3.使用方法
3.1 取り付け
NBI 二酸化炭素濃度センサーの底面カバーから取付プレートをスライドさせて取り外し、取付穴にネジを通して、取付プレートを壁などの安定した場所にネジで固定してください。
固定された取付プレートに NBI 二酸化炭素濃度センサーを吊るせば、すぐに使用できます。

取付穴5二酸化炭素濃度センサ－(NBI-SSCCD0102)ユーザーマニュアル

3.2 電気接続
取り付け後、センサーコネクターが乾燥してきれいになっているかどうかを確認し、汚れやゴミが詰まっている場合は、乾いた柔らかい布で拭いて、ブロードライしてからご使用ください。
なお、NBI 二酸化炭素濃度センサーは、NBI Watcher Pro 3 や他のシリーズのワイヤレス水質監視製品と一緒にしか使用できません。 製品によって対応するインターフェースは以下の表の通りです。

ノード
Watcher Pro 3
センサー拡張ボックス

インターフェース
A1、A2、A3、B
1、2、3、4、5

NBI 二酸化炭素濃度センサーのコネクターを上表のインターフェースに直接接続してください。 ご使用の際は、まず電源を切り、インターフェースの防水キャップを緩め、センサーコネクターを合わせて挿入し、時計回りに締め付けてください。 なお、センサーインターフェースとコネクターは設置方向が決まっているので、アクセスする前に位置合わせをする必要があります。 誤った位置や方向に接続すると、センサーやノードが破損する恐れがありますので、ご注意ください。
より詳細な情報は、各製品のユーザーマニュアルをご参照ください。

4.メンテナンス
4.1 メンテナンス
メンテナンス
ケーブル測定部

内容
通常の動作では、ケーブルを張らないでください。
折れや曲がりがあるかどうかを確認してください。
ホコリやゴミを掃除して目詰まりを防ぐ。

推奨メンテナンス頻度
月に 1 回月に 1 回

5.注意事項① NBI 二酸化炭素濃度センサーは、NBI Watcher Pro 3 などのシリーズのワイヤレス環境モニタリング製品とのみ使用してください。他社製品との併用は、センサーの故障の原因となりますのでおやめください。
② 過酷な環境下では使用しないでください。
③ 設置場所は、化学的に腐食しやすい環境から離れた場所にしてください。
④ 配線時には必ず電源を切り、電気を使った操作をしないでください。
⑤ センサーと配線は高電圧、熱源などから遠ざけてください。
⑥ センサーの測定部にある空気穴を塞いだりしないでください。
⑦ センサーの部品を自分で分解しないでください。センサーの故障や破損の原因になります。
⑧ センサーは精密機器ですので、乱暴に扱わずにきちんと保管してください。

6二酸化炭素濃度センサ－(NBI-SSCCD0102)ユーザーマニュアル

6.問題と解決策
問題

可能の原因

解決策
1.ノードを再起動します。
1.センサーが識別されていない。
2.センサーのコネクターを一旦外センサーからのデー 2.センサーとノードが正しく接続されして、再度接続します。
タがありません。ていない。
3.交換や修理をご希望の場合は、3.ケーブルやセンサーの不良。
テクサーにご連絡ください。
1.上記のようにセンサーを取り付センサーからのデー 1.正しく取り付けられていない。
け直してください。
タが異常。
2. センサーの故障。
2. 交換や修理をご希望の場合は、テクサーにご連絡ください。

7

二酸化炭素濃度センサ－(NBI-SSCCD0102)ユーザーマニュアル

709,Building 2, Xunmei Technology Plaza,
Nanshan District, Shenzhen
www.nongbotech.com+86 (0) 755-36309585

日本総代理店

株式会社テクサー〒206-0034 東京都多摩市鶴牧 1-1-14
コージィーコート 2F 1
TEL&FAX： 042-400-7582
www.techsor.co.jp ｜ support@techsor.co.jp

ZETA アライアンス
www.zeta-alliance.org ｜ info@zeta-alliance.jp

8