ハイブリッド記録計
HR-706(打点式)
取扱説明書

ハイブリッド記録計を安全にご使用いただくためにこのたびは，ハイブリッド記録計 ＨＲ-706(以下，本器)をお買い上げいただきありがとうございました。
本器の全機能を有効的に，かつ正しくお使いいただくために，ご使用の前に本取扱説明書(以下，本書)を十分にご理解いただいてからお使いいただきますようお願いいたします。
また、製造者が指定する方法以外で本機器を使用しないでください。本機器を取扱説明書に指定された方法以外で使用すると、本機器の保護機能を損なう恐れがあります。
本器には，安全にご使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。

シンボルマークについて“取扱注意”を示しています。人体および本器を保護するために，本書を参照する必要がある
場所に付いています。

“保護接地端子”を示しています。本器を操作する前に，必ず接地してください。

“感電注意”を示しています。従わないと感電の恐れがある場所に付いています。

本器取扱い上の安全を確保するため，下記の注意事項および本文の注意事項を必ずお守りください。

警告
全 般

保護接地
電 源

(1) 感電防止のため，配線は必ず本器を元電源から切り離してから行ってください。
(2) システムへ組み込んで使用時、本機器の故障または外部要因による異常発生によってシステムに影響を及ぼすことが予想される場合はシステムの安全性を確保するための予防措置を講じてください。
(3) 機器開口部に異物が入り込まない様に予防措置を講じてください。
(1) 感電防止のため，必ず保護接地をしてから本器に通電してください。
(2) 保護接地線を切断したり，保護接地の結線を外さないでください。
(1) 本器の電源電圧が供給電源の電圧に一致していることを確認してください。
定格電源電圧 ： 100-240VAC
使用電圧範囲 ： 85-264VAC
電源周波数： 50/60Hz
消費電力： 30VA max(2) 保護カバーを付けてから，本器に通電してください。
(3) 本機に使用している電源モジュールは EN60950 に適合しています。

使用環境

入出力配線

(1) 可燃性，爆発性のガス，腐食性ガスのある場所，水，水蒸気がかかる場所では，本器を動作させないでください。
(2) 下記に示す環境でご使用ください。
設置場所
：屋内
高度
：2000m 以下
周囲温度：0～50℃
周囲湿度：20～80%RH(結露無きこと)
過電圧カテゴリ ：カテゴリ Ⅱ
許容汚染度：汚染度 2電源をＯＦＦにしてから，入出力線の配線を行ってください。

―1―

注意
入出力配線

空き端子は中継等の別用途に使用しないでください。

機器内部

本器内部のスイッチ等を触らないでください。また内器の交換，プリント板の交換等の操作は行わないでください。上記操作を行った場合，動作の保証は出来ません。必ずお買い求
めの販売店，または当社販売員にご連絡ください。

輸送（移動）

本器または本器を組み込んだ装置等を輸送（移動）する場合は，ドアの開閉，内器の飛び出しに対する防止措置を施してください。

［注意］
取扱説明書

(1) 本書は必ず最終的にご使用するお客様にお届けください。
(2) 本器の取扱いは，必ず本書を読んでから行ってください。
(3) 内容に不審な点や誤り，記載漏れ等ありましたら，お手数ですが当社販売員までご連絡ください。
(4) 本書は，読み終わりましたら本器の近くに大切に保管しておいてください。
(5) 万一紛失または汚損した場合は，お買い求めの販売店または当社販売員にご連絡く
ださい。
(6) 本書の内容の全部または一部を無断で転載，複製することは禁止されています。

設 置

保 守

廃 棄

清 掃

(1) 本器の設置時は安全靴，ヘルメット等の防護具を使用し，安全に留意してください。
(2) 設置した本器に足を掛けたり，乗ったりすることは危険ですのでおやめください。
当社サービスマンまたは当社の了解を得た者以外の方は内器，ユニット，プリント板等の取外し，分解をしないでください。
(1) 交換した電池は正しい方法で廃棄してください。
(2) 保守品および交換部品等のプラスチックは焼却しないでください。有毒ガスが発生する
場合があり危険です。
(1) 本器の表面の清掃は乾布で拭いてください。
(2) 有機溶剤は使用しないでください。
(3) 清掃は無通電で行ってください。

改 訂

本書は予告無く改訂される場合があります。

［輸出貿易管理令に関する御注意 ］
大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

取扱説明書ガイド
本器の取扱説明書は下記のように構成されています。
項
本書

名 称

図 番

１

ハイブリッド記録計
HR-706(打点式)取扱説明書

No.HR71J

２

ハイブリッド記録計
HR-706(打点式)通信取扱説明書

No.HR7CJ―2―

説 明
設置，配線，基本操作から通常ご使用いただくための設定・運転等について説明してあります。
通信機能を使用して記録計の各データを読み書きする方法について説明してあります。

本書の利用方法
利用方法
本書は，以下に示す「注意事項」「目次」「第 1 章～第 11 章」から構成されています。
ご使用時の目的に応じて，該当個所を読んでください。

章およびタイトル

ご購入時および設置時注意事項(1 ページ)
第 1 章 はじめに
第 2 章 各部の名称
第 3 章 設置
第 4 章 配線
第 5 章 運転準備
第 6 章 運転第 7 章 本器の設定
第 8 章 通信第 9 章 保守第 10 章 ﾄﾗﾌﾞﾙｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ
第 11 章 仕様

◎
◎
○
◎
◎

○

初期設定時
および
設定変更時

日常の操作時

通信機能使用時

保守時およびトラブル発生時

◎

◎

◎

◎

○

○
○
○
◎
◎

○
○
○
◎

○
○

○

○
◎

○
◎
◎
○

○
○
◎: 必ず読んでください。
○: 必要に応じて読んでください。

初期設定チェックリスト
下記チェックリストは，設置，配線および運転準備のあと，運転前に最低限必要な設定項目です。
各チェック項目を確認してください。
チェック項目および説明
1 レンジの設定
レンジの設定を確認してください。

初期値
10mV DC (全チャネル)

次の場合，スケーリング設定が必要です。
・入力を任意の物理量に変換したい場合。
・熱電対，測温抵抗体で小数点位置を変更したい場合。
・単位を変更したい場合。
2 単位の設定
単位を確認してください。
3 記録紙送り速度の設定
記録紙送り速度を確認してください。
4 日付時刻の設定
日付および時刻を確認してください。

―3―

参照ページ
P.44～46

スケーリング 0～100.0 (単位 )(全チャネル)

P.47～48

単位

P.57～58(全チャネル)

第 1 記録紙送り速度: 20mm/h
第 2 記録紙送り速度: 20mm/h
2000 年 1 月 1 日，0 時 0 分

P.59
P.60

目 次
1 章 はじめに..............................................................................6

7 章 本器の設定 .................................................................... 41

1.1 付属品の確認..................................................................................6

7.1 セットアップモードの設定 ............................................................. 41

1.2 形名と仕様の確認...........................................................................7

7.1.1 レンジの設定 .......................................................................... 44

1.3 一時的に保管する場合 ..................................................................8(1) 設定方法 ................................................................................. 44

1.4 名称板について...............................................................................8(2)(電圧，電流)，(熱電対)，(測温抵抗体)............................................................................................ 45

2 章 各部の名称 ........................................................................9
2.1 外観 ..................................................................................................9
2.2 ディスプレイ画面と操作キー ........................................................10(3)(スケーリング) ..................................................... 47(4)(開平)....................................................................... 49(5)

2.2.1 ディスプレイ画面 .....................................................................10
2.2.2 操作キー .................................................................................. 11(デケード) ............................................................ 51(6)(差演算)，(7)(スキップ)................................................................. 54(和演算)，(平均) ... 53

3 章 設 置 ............................................................................... 12

7.1.2 警報の設定............................................................................. 55

3.1 外形寸法図及びパネルカット寸法...............................................127.1.3 単位の設定............................................................................. 57

3.2 パネルへの取付 ............................................................................13(1) 文字コード表 ........................................................................... 58

3.2.1 パネルへの取付手順 .............................................................13

7.1.4 記録紙送り速度の設定 ......................................................... 59

3.2.2 IP65 対応時のパネル取付.....................................................14

7.1.5 日付時刻の設定..................................................................... 60
7.1.6 設定のコピー .......................................................................... 61

4 章 配 線 ............................................................................... 15

7.1.7 その他の機能設定................................................................. 62

4.1 端子配列及び電源の配線 ...........................................................15
4.1.1 端子配列..................................................................................15
4.1.2 電源の配線..............................................................................15
4.1.3 配線手順..................................................................................16
4.2 入力の配線 ....................................................................................16
4.2.1 配線手順..................................................................................17
4.3 DI 機能／警報出力の配線(オプション) .......................................19(1)(記録周期) .......................................................... 63(2)(ゾーン記録)............................................................ 63(3)(部分圧縮拡大) ...................................................... 64(4)(ディジタル印字) ................................................. 65(5)(タグ) ............................................................................ 66(6)(コメント文字) .......................................................... 67

7.2 さらに使いやすくするために

4.3.1 DI 機能／警報出力配線例 ....................................................19(エンジニアリングモードの設定).................................................. 68

4.3.2 警報出力の配線手順 .............................................................20

7.2.1 警報ヒステリシス .................................................................... 71

4.3.3 DI 機能の配線手順.................................................................20

7.2.2 バーンアウト ON／OFF ........................................................ 71

4.4 通信の配線 ....................................................................................21

7.2.3 チャネルオフセット .................................................................. 71

4.4.1 RS-232C の配線.....................................................................21

7.2.4 基準接点補償方法 ................................................................ 72

4.4.2 RS-485 の配線 .......................................................................21

7.2.5 打点色の変更......................................................................... 73

5 章 運転準備 ......................................................................... 22

7.2.6 記録に関する設定 ................................................................. 73

5.1 記録紙の取付................................................................................22(1) 記録スタート／ストップのトリガ設定 ..................................... 73

5.2 リボンカセットの取付 .....................................................................28(2) チャネル／タグの切り替え .................................................... 74(3) 警報印字の ON／OFF.......................................................... 74

6 章 運 転 ............................................................................... 30(4) 定刻印字の ON／OFF.......................................................... 75

6.1 運転開始 ........................................................................................30(5) スケール印字の ON／OFF .................................................. 76

6.2 記録について .................................................................................31(6) 記録開始／終了印字 ............................................................ 76

6.2.1 記録色 ......................................................................................31

7.2.7 通信機能の設定..................................................................... 78

6.3 記録をする .....................................................................................31

7.2.8 セットアップデータおよび校正データの初期化 .................... 78

6.3.1 記録をスタート／ストップする.................................................31

7.2.9 DI 機能 .................................................................................... 79

6.3.2 紙送りをする ............................................................................31

7.2.10 温度単位の選択 .................................................................. 81

6.3.3 印字サンプル...........................................................................32

7.2.11 ポイントキャリブレーション ................................................... 82

6.4 ディジタル印字をする ....................................................................33

7.2.12 データキャリブレーション ..................................................... 83

6.4.1 マニュアルプリントをする ........................................................33

7.3 エンジニアリングモードの終了 .................................................... 85

6.4.2 リスト印字をする......................................................................34
6.4.3 エンジニアリングリスト印字をする .........................................36
6.4.4 記録紙開始／終了印字をする ..............................................38
6.4.5 DI マニュアルプリントをする(DI オプション装着時) ..............38
6.4.6 DI 日付時刻印字をする(DI オプション装着時).....................38
6.4.7 DI コメント印字をする(DI オプション装着時) .........................39
6.5 表示を切り替える ..........................................................................40
6.5.1 オート表示 ＜6.5.2 マニュアル表示 ＜6.5.3 日付表示 ＜＞.....................................................40＞ ................................................40＞.......................................................40

6.5.4 時刻表示 ＜＞.......................................................40

6.5.5 表示オフ ＜＞ ............................................................40―4―

8 章 通信 ................................................................................. 86
8.1 概要 ................................................................................................86

11 章 仕様.............................................................................. 109
11.1 仕様............................................................................ 109

8.1.1 機能概要..................................................................................86

11.1.1 入力信号 ............................................................................. 109

8.1.2 伝送仕様..................................................................................86

11.1.2 性能，特性 .......................................................................... 109

8.2 オリジナルプロトコル .....................................................................87

11.1.3 構造 ..................................................................................... 109

8.2.1 データの構成 ...........................................................................87

11.1.4 電源 ......................................................................................110

8.2.2 回線のオープン、クローズ......................................................87

11.1.5 正常動作条件......................................................................110

8.2.3 測定値のデータ出力...............................................................88

11.1.6 警報出力(オプション: LH6) .................................................110

8.2.4 単位および小数点位置データの出力...................................91

11.1.7 低電圧指令･EMC 指令 ......................................................110

8.2.5 ステータスの出力....................................................................92

11.1.8 DI 機能(オプション: RE6) ....................................................111

8.2.6 データ受信例 ...........................................................................93

11.1.9 記録紙切れ検出機能(オプション: FL6) .............................111

8.3 MODBUS RTU プロトコル............................................................94

11.2 標準設定仕様 ............................................................ 111

8.3.1 データの構成 ...........................................................................94

11.2.1 測定レンジ............................................................................111

8.3.2 ファンクションコード .................................................................94

11.2.2 演算時の表示精度..............................................................113

8.3.3 エラー応答 ...............................................................................94(1) スケーリング...........................................................................113

8.3.4 入力レジスタエリアの読出し ..................................................95(2) 開平演算 ................................................................................113

8.3.5 保持レジスタエリアの読み書き..............................................98(3) デケード ..................................................................................114(4) 差演算，和演算，平均演算 ..................................................114

9 章 保守 ................................................................................. 99

11.2.3 個別仕様 ..............................................................................115

9.1 点検 ................................................................................................99

11.2.4 標準機能 ..............................................................................116

9.2 清掃 ...............................................................................................99

11.3 標準設定機能 .............................................................117

9.3 消耗品の交換 ............................................................................ 100

11.3.1 標準設定機能......................................................................117

9.4 打点位置の調整(ポイントキャリブレーション) .......................... 100

11.4 オプション機能 ..............................................................117

9.5 校正(データキャリブレーション)................................................. 100

11.4.1 DI 機能によるリモート機能 .................................................117(1) 電圧校正................................................................................... 101

11.4.2 警報出力機能......................................................................117(2) 測温抵抗体の校正 .................................................................. 101

11.4.3 通信機能 ..............................................................................117(3) 基準接点補償の校正 .............................................................. 102

10 章 トラブルシューティング ................................................ 103
10.1 トラブルシューティング............................................................ 103
10.1.1 故障項目............................................................................. 103
10.1.2 全く動作しない場合 ........................................................... 103
10.1.3 誤差が大きい場合 ............................................................. 104
10.1.4 記録が振り切れる場合...................................................... 104
10.1.5 全く記録しない場合 ........................................................... 105
10.1.6 記録が薄い場合 ................................................................ 105
10.1.7 記録紙を全く送らない場合................................................ 106
10.1.8 記録紙送り不調の場合 ..................................................... 106

10.2 自己診断機能(ERROR)............................................ 107
10.2.1 自己診断項目 .................................................................... 107
10.2.2 エラー表示 .......................................................................... 108

―5―

はじめに

1章
1.1 付属品の確認

本器がお手元に届きましたら，付属品および外観の確認を行い，不足の品や損傷のないことをお確かめください。万一不適な箇所がありましたら，お買い上げの販売店または当社の販売員にご連絡ください。
本器には下記に示す付属品が添付されています。ご確認ください。

①記録紙②リボンカセット③取付ユニット④取扱説明書

⑤パッキン

図 1.1 付属品

表 1.1 付属品一覧表
名称

No.

形番

個数

記

1

記録紙

H-10100

1

2

リボンカセットWPSR188A000001A

1

3

取付ユニットH4A141752

パネル取付用ユニット

4

取扱説明書

HR71J

1

本書

5

パッキン

H4H14900

1

IP65 用［注 意］
リボンカセットは，本器に取り付けた状態で出荷されます。

―6―

100 等分割目盛

1.2 形名と仕様の確認
形名等が記載されている銘板は，ケース内部に貼付されています。チャートホルダを取り外し，内器の正面
奥側をご確認ください。
本器がご注文通りの仕様であることを，下表を参照してご確認ください。

表 1.2
HR-706, □□□
入力点数
6
C5
RE6
オプション
FL6
LH6

144(W)×144(H)×150(D)mm
6 打点式
通信機能(RS-485)
DI 機能
記録紙切れ検出機能
警報出力

―7―

1.3 一時的に保管する場合
本器は下記の環境に保管してください。装置内に組み込まれた場合も，下記の環境に保管してください。

注意
劣悪な環境で保管すると製品の外観，機能，寿命などが損なわれる場合があります。
保管時の環境⚫

塵，ほこりの少ない場所｡⚫

可燃性ガス，爆発性ガス，腐食性ガス(SO2，H2S など)がない場所｡⚫

振動，衝撃のない場所｡⚫

水，水蒸気がかからない場所｡あるいは多湿(95%RH 以上)にならない場所｡⚫

直射日光の当たらない場所｡あるいは高温(50 以上)にならない場所｡⚫

極端に低温(-20 以下)にならない場所｡

1.4 名称板について
名称板は納入時ドア内側に装着してあります。必要に応じて名称を記入してご使用ください。

注意
純正の名称板以外を取り付けた場合，ドアや取付部を破損する場合がありますのでご注意ください。

―8―

2章

各部の名称

2.1 外観ドア

ケース

リボンカセット

ディスプレイキーボード
名称板
チャートホルダ

プリンタ

取付ユニット端子台

図 2.1 外観―9―

2.2 ディスプレイ画面と操作キー
2.2.1 ディスプレイ画面
ディスプレイ画面の説明をします。チャネル No.表示，データ表示は 7 セグメント LED のため，アルファベットを記号化して表します。LED 表示については，[参考]の「ディスプレイ対応表」をご覧ください。

警報種表示
赤色の文字で警報種を表示します。
警報が High の時は「H」が点灯し，Lowの時は「L」が点灯します。
警報が無い時は，どちらも点灯しません。

チャネル No.表示
橙色でチャネル No.を
表します。

データ表示
橙色で測定値，時刻，設定画面等を表示します。

状態表示
記録中は「REC」ランプ(橙色)が点灯します。警報

操作キー
設定等の操作は，このキーで行い発生中は「ALM」ランプ(赤色)が点灯します。

ます。

はランプが消灯していることを表し，はランプが点灯していることを表します。
図 2.2 ディスプレイ

［参 考］ ディスプレイ対応表
表示
アルファベット

A

B

C

D

E

F

G

H

h

I

J

K

L

l

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

表示
アルファベット―10―

2.2.2 操作キー
各キーの機能について説明します。
なお，本書では実際の操作キーを下図のように記載しています。

ＥＳＣ

ＲＥＣ

ＭＥＮＵ

ＰＲＩＮＴ

ＦＥＥＤ

ENT

図 2.3 本書の操作キー表記法
表 2.1 キーの名称と機能
キー

名称

機能

REC

「REC」キー

記録のスタート，ストップを行います。
記録中の時は 3秒間以上のキー長押しで記録をストップ(RECランプ消灯)します。記録停止の時はキーを押すと記録をスタート(REC ランプ点灯)します。

ESC「 MENU 」
キー

MENU 機能エンジニアリングリスト印字の選択および設定
モードへの切り替えなどを行います。

「ESC」キーESC 機能機能の選択途中に，そのメニューから抜け出します。

「 PRINT 」
キー

PRINT 機能マニュアルプリント及びリスト印字を行うときに使
います。

「△」キー

△機能

設定パラメータ(数値，内蔵されているコマンド)を選択するときに使います(上昇方向)。

「FEED」キー

FEED 機能

押している間，記録紙が送られ，手を離すと紙送りが停止します。

機能

数値設定時，桁を移動するときに使用します。

MENU

PRINT

FEED
「

ENT

」キー

「ENT」キー設定パラメータ(数値，内蔵されているコマンド)を選択したあとにパラメータを登録したり，機能を実行するときに使います。このキーを押すと設定が実行されます。

―11―

設置

3章
3.1 外形寸法図及びパネルカット寸法

単位: mm

(前面)
2.5

144

(裏面)
3.5

137

ドア全開時(135゜)に必要な寸法(左側が壁面の場合)

2 C 3A

1A

1C

4+
B

4B

4
A

5+
B

1+
B

1B

1
A

2+
B

2A

3C

4A

5B

5
A

6+
B

6B

6
A

2B

2
A

3+
B

3B

3
A

4C 5A

5C

L

N

6A

6C

+

-

DI
COM

DI
3

DI
2

DI
1

TD

RD SG

137

144

(100)

（56）

(側面)

(パネルカット)200以 上（128）+1138 -0

200以上

7 MAX
（パネル厚さ）

（128）

150

25

138 +1-0

図 3.1 外形寸法及びパネルカット寸法

注意
壁面，その他の計器に接して取り付ける場合，保守と機器の安全のため，1 台につき(のスペースを確保することを推奨します。

―12―)内に示す寸法以上

3.2 パネルへの取付

警 告
可燃性ガス，爆発性ガス，腐食性ガス(SO2，H2S など)がない場所に取り付けてください。

注意
取付場所について下記のような場所に取り付けてください。

・湿度変化が少ない場所。
・常温(25 程度)に近い場所。
・機械振動の少ない場所。
・塵，ほこりの少ない場所。
・電磁界の影響が少ない場所。
・高い輻射熱が直接当たらない場所。
・湿度は記録紙，インクに影響します。20～80%RH の範囲(60%RH が最適)で使用してください。
取付パネルについて・取付パネルには 1.2mm 厚以上の鋼板を使用することを推奨します。
・取付パネルは最大で 7mm 厚です。
傾斜について・本器が左右に傾かず，水平となるように取り付けてください。
・傾斜角度が前傾 0゜，後傾 30゜以内となるように取り付けてください。
3.2.1 パネルへの取付手順
1) 付属品の取付ユニットを，図 3.2 に従って準備します。
2) パネルの前面から本器を差し込みます。
3) 取付ユニットのツメをケース上下面の角穴に差し込みます。
4) 取付ユニットのねじをプラスドライバで締め付けて，パネルへ取り付けます。取付ユニットが前後に動かなくなってからねじを半回転だけ締めてください。

ねじの先端はこの面と同じくらいにし，ツメをケース角穴に

取付用ツメ

本体
取付用ツメ

差し込みます。
図 3.2 取付ユニット［注 意］
過大な力で締め付けますと，ケース歪み，取付ユニットの変形が生じ，不具合の原因となる場合があります。
適正締付けトルクは約 0.2～0.3N・m(2～3kgf・cm)です。

―13―

パネル

取付ユニットねじ

図 3.3 パネルへの取付方法
3.2.2 IP65 対応時のパネル取付
本器をパネルに取り付ける前に，パッキンを図の位置に取り付けます。その他の手順は同様です。
パネル
パッキン
取付ユニット
ねじ

パッキン

パネル

図 3.4 パネルへの取付方法(IP65 対応時)

―14―

4章

配線

4.1 端子配列及び電源の配線
4.1.1 端子配列
電源端子台
通信端子台(RS-485)(オプション: C5)

警報出力端子台(オプション: LH6)
L

入力端子台

N

1A 1C 2A 2C 3A 3C 4A 4C 5A 5C 6A 6C +

4+
B

4B

4
A

5+
B

5B

5
A

6+
B

6B

6
A

1+
B

1B

1
A

2+
B

2B

2
A

3+
B

3B

3
A

DI
COM

DI
3

DI
2

DI 端子台(オプション: RE6)

-

DI
1

通信端子台(RS-232C)TD RD SG

図 4.1 端子配列(記録計背面)
4.1.2 電源の配線

警 告① 感電防止のため，必ず保護接地をしてから本器に通電してください。
② 保護接地線を切断したり，保護接地の結線をはずさないでください。
③ 本器の電源電圧が供給電源の電圧に一致していることを確認してください。
④ 透明の保護カバーをつけてから，本器に通電してください。

注意① 電源用電線には 600V ビニル絶縁電線(JIS C3307)または相当品以上の電線を使用してください｡② 電線端末には，絶縁スリーブ付丸形圧着端子(M3.5 用)を取付けてください｡③ 保護接地端子には，第D種(接地抵抗値100 以下，接地線の最小太さ1.6mm)以上で接続を してください｡④ 保護接地線を他の機器と共用すると接地線からのノイズの影響を受ける場合があります｡他の機器との共用を避けることを推奨します｡⑤ 電源配線は、EN61010-1 規格に指定される次のいずれかを満たすようにしてください。また、これらを簡
単にオペレータの手が届く所に設置し、記録計の断路装置であることを明示してください｡
ａ．IEC60947-1、IEC60947-3 に準拠したスイッチまたはサーキットブレーカ
ｂ．工具を使用しないで取り外せる器具用カプラ
ｃ．建屋内のコンセントに合う、ロック装置のない分離型プラグ⑥ 本器は EN61010-1 規格，設置カテゴリー ，汚染カテゴリー2 の製品です。
⑦ 主電源は，定格電圧±10%内の変動範囲でご使用願います。
⑧ 電源投入時に主電源に過渡的な電流が流れる場合があります。

―15―

4.1.3 配線手順

注意
透明の保護カバーは必ず両側のフックを同時に外してください。
交互に外しますと破損する場合があります。
1) 電源端子台の透明の保護カバーを外します。カバー両側のフック(バネ)部分を同時に，内側に押しながら手前に引いて外します。
2) 図 4.2 に従い電源電線を接続します。保護接地は端子に接続します。電源の非接地側は端子

L に接続します。電源の接地側は端子Ｎに接続します。
3) 透明の保護カバーを取付けます。
4) 正しく保護接地されていることを確認します。

Ｌ

Ｎ

電源電圧
定格電源電圧 ： 100-240VAC
使用電圧範囲 ： 85-264VAC
電源周波数： 50/60Hz

図 4.2 電源の配線

4.2 入力の配線

注意①入力用電線についての注意事項
・入力配線は，ノイズを混入させないよう注意してください。
また，入力配線にはノイズに対して有効なシールド線，あるいはツイスト線の使用を推奨します。
・熱電対入力の場合は，熱電対素線を直接接続するか，補償導線を使用してください。
シールド付きの入力線の使用を推奨します。
・測温抵抗体入力の場合，3 線の線抵抗のバラツキを下記以下とします。
シールド付きの入力線の使用を推奨します。(Pt100, JPt100 の場合: 50m 以下)
・誘導ノイズによる影響を受ける可能性がある場合，特に高周波電源の近くを配線する場合は，シールド付
ツイスト線の使用を推奨します。
・電線端末には絶縁スリーブ付丸形圧着端子(M3.5 用)を取付けてください。
②配線上の注意事項
・本器と測定点間の配線は電源回路(25V 以上の電源または DO 回路)から離してください。
・使用しない入力端子は，必ず短絡してください。(mV, V, 熱電対入力時は+～-間を短絡してください。
測温抵抗体入力時は，A, B, B 間を短絡してください。)
・シールド線のシールドは，必ず接地してください。

―16―

4.2.1 配線手順

注意
透明の保護カバーは必ず両側のフックを同時に外して下さい。
交互に外しますと破損する場合があります。

４チャネル

５チャネル

６チャネル

4+
B

4B

4
A

5+
B

5B

5
A

6+
B

6B

6
A

1+
B

1B

1
A

2+
B

2B

2
A

3+
B

3B

3
A

１チャネル

２チャネル

３チャネル

電圧

+

-

+

-

+

-

熱電対

+

-

+

-

+

-

測温抵抗体

電流

B B

+

A

-

B B

+

A B B

-

+

DI
COM

DI
3

DI
2

DI
1

TD

RD

SG

A

-

図 4.3 入力の配線（各チャネル配線位置）
1) 入力端子台の裏面カバーを外します。カバー両側のフック(バネ)部分を同時に，内側に押しながら手前に引いて外します。
2) 図 4.3(17 頁)，図 4.4，図 4.5(18 頁)の配線例に従い入力を配線します。
3) 裏面カバーを取付けます。

mV, V 入力

+
B
＋

熱電対入力

B

+
B

A
－

＋

B

A
－

図 4.4 入力の配線(mV, V 入力，熱電対入力の場合)―17―測温抵抗体入力

+
B
B

B
B

mA 入力の場合

+
B

A
A

B

A
シャント抵抗＋－図 4.5 入力の配線(測温抵抗体入力，mA 入力の場合)注意⚫ シャント抵抗は本器の入力端子台に取付けてください。
⚫ シャント抵抗は入力精度に影響するため以下の推奨抵抗を使用してください。
抵抗値: 250

定格電力: 1/4W 許容差:

―18―0.1%以下 温度係数:

50ppm 以下

4.3 DI 機能／警報出力の配線(オプション)

警 告
配線の際には電源配線に充分注意して配線作業を行ってください。

注意
DI 機能配線上の注意事項① DI 機能入力は駆動用電源が内蔵されていますので，外部から DI 機能入力端子に電圧を印加しないでください｡② DI 機能入力用の接点容量は耐圧 50VDC，16mA 以上，ON 抵抗 20 以下(配線抵抗含む)としてください｡③ 使用していない端子を中継端子として使用しないでください。
警報出力配線上の注意事項① 警報出力接点容量は下記の通りです｡
250VAC 3A MAX(抵抗負荷)
30VDC 3A MAX(抵抗負荷)
125VDC 0.5A MAX(抵抗負荷)0.1A MAX L/R=7ms MAX(誘導負荷)② 出力端子には，必要に応じてサージ対策用の保護素子(バリスタ等)を取付けてください｡③ 電線端末には，絶縁スリーブ付丸形圧着端子(M3.5 用)を取付けてください｡④ 警報出力配線は，入力配線から離してください｡⑤ 使用していない端子を中継端子として使用しないでください。
4.3.1 DI 機能／警報出力配線例
＋12V
端子台
端子台
DI1 ～3

1A ～6A
1C ～6C

DI.COM

負荷

記録計側
記録計側

COM

図 4.6 DI 機能配線例

図 4.7 警報出力配線例

注意
DI 機能入力は 3 点です。警報出力は，リレー出力 6 接点(a 接点のみ)となっています。

―19―

4.3.2 警報出力の配線手順
図 4.8 に従い，警報出力(オプション: LH6)を配線します。

1A

1C

2A 2C

3A

3C

4A 4C

5A 5C

L

N

6A

6C

+

-

6 リレー出力
1C

6C

リレーNo.1(a 接点)

1A

6A

リレーNo.6(a 接点)

図 4.8 警報リレー出力の配線

注意・ リレーNo. 1 は，チャート切れセンサ(オプション)との OR 出力となります。
4.3.3 DI 機能の配線手順
図 4.9 に従い，DI 機能(オプション: RE6)を配線します。

L

N

1A 1C 2A 2C 3A 3C 4A 4C 5A 5C 6A 6C +

4+
B

4B

4
A

5+
B

5B

5
A

6+
B

6B

6
A

1+
B

1B

1
A

2+
B

2B

2
A

3+
B

3B

3
A

図 4.9 DI 機能の配線

―20―

DI
COM

DI
3

DI
2

-

DI
1

TD RD SG

DI1
DI2
DI3
DI.COM(DI1～3 の共通コモン)

4.4 通信の配線

注意
通信用配線についての注意事項
・通信配線は，ノイズを混入させないよう注意してください。
また，通信配線にはノイズに対して有効なシールド線の使用を推奨します。
・誘導ノイズによる影響を受ける可能性がある場合，特に高周波電源の近くを配線する場合は，シールド線の使用を推奨します。
・電線端末には絶縁スリーブ付丸形圧着端子(M3.5 用)を取付けてください。
・シールド線のシールドは，必ず接地してください。
4.4.1 RS-232C の配線

L

N

［注 意］

図 4.10 に従い，RS-232C を配線します。
1A 1C 2A 2C 3A 3C 4A 4C 5A 5C 6A 6C +ケーブル長は最大 15m です。
-

ホストコンピュータ
4+
B

4B

4
A

5+
B

5B

5
A

6+
B

6B

6
A

1+
B

1B

1
A

2+
B

2B

2
A

3+
B

3B

3
A

DI
COM

DI
3

DI
2

DI
1

D サブ 9 ピン

D サブ 25 ピンコネクタの場合コネクタの場合

TD RD SG

3
2
5
1
4
6
7
8
9

図 4.10 RS-232C の配線
4.4.2 RS-485 の配線
図 4.11 に従い，RS-485 を配線します。

TXD
RXD
GND
DCD
DTR
DSR
RTS
CTS
RI

⑬RD
⑫TD
⑭SG

2
3
7
1
4
5
6
20
8

TXD
RXD
SG
FG
RTS
CTS
DSR
DTR
CD

［注 意］

1A

1C

2A 2C

3A

3C

4A 4C

5A 5C

L

N

6A

6C

+

① ホスト側に終端抵抗(Rt=200 )を必ず付けてください。ホストから見て最も遠方の HR-706 に終端抵抗 Rt=200 を取り付けて下さい。
② 接続はホストコンピュータを含めて最大32 台です。
③ ケーブル長は最大 1.2km です。
④ UL20620-SB(M)(日立電線㈱製)相当品
ケーブルの使用を奨励します。

-

ホストコンピュータ

Rt

－
Ｒｔ

図 4.11 RS-485 の配線＋
HR-706…
…

―21―

HR-706

運転準備

5章
5.1 記録紙の取付

注意
正常な記録のために，当社純正記録紙の使用を推奨します。
また，記録動作 RUN 状態でチャートホルダを取り出すとインクリボンを傷付ける場合があります。
記録紙の交換時は，必ず「REC」キーで記録動作を停止させてください。
(1) 「REC」キーを 3 秒以上押す
記録動作を停止します。電源 ON 状態のまま「REC」キーを 3 秒以上押してください。

記録動作が停止すると，3 秒以上押す。

REC ランプは消灯します。

図 5.1 「REC」キーを押す(2) ドアを開く

警 告
ドアの開閉時に指等を挟み込むと怪我をする可能性がありますので注意して下さい。

注意
ドア全開時の角度は 135゜です。それ以上開きますと，ケースのヒンジ(回転)部に過大な力が加わり破損する場合があります。
ドアフックを押して，ロックを外します。ドアを手前側に開いてください。

ドアフックを矢印の方向へ押すと，ロックが外れます。
ドアフック
図 5.2 ドアを開く―22―

(3) チャートホルダを取り出す
チャートホルダ両サイドのレバーに指を掛けて，チャートホルダを手前に引き出します。

レバー
チャートホルダを手前に引き出す。
図 5.3 チャートホルダを取り出す(4) チャートカバー，チャート押さえを開く
チャート押さえと，チャートカバーを外側へ開きます。

チャートカバー（黒色）矢印の方向へ開く。
チャート押さえ（透明）矢印の方向へ開く。

図 5.4 チャートカバー，チャート押さえを開く―23―

(5) 記録紙をさばく
ミシン目の所で紙が貼り付いていると，記録紙が正常に送られない場合があります。
必ず紙さばきを行ってください。

図 5.5 記録紙をさばく(6) 記録紙を格納室へ挿入する
記録紙を 2 折り分開き，印刷面を上にして格納室へ挿入します。

長方形の穴は右側へ

正方形の穴は左側へ

スプロケットドラム
格納室

図 5.6 記録紙を挿入する―24―

(7) 記録紙をスプロケットドラムに合わせる
記録紙の穴をスプロケットドラムの歯に合わせます。記録紙は，スプロケットドラムに沿うようにセットしてください。記録紙の先端を記録紙受けに落としていきます。

左右の穴を平行にしてくだ
さい。

記録紙

記録紙受け

格納室

記録紙

図 5.7 記録紙をスプロケットドラムに合わせる(チャートホルダ断面図)(8) チャートカバー，チャート押さえを閉じる
チャートカバーとチャート押さえを矢印の方向に閉じます。
チャートカバー
スプロケットドラムの歯と記録紙の穴がずれないよ
うにしてください。

スプロケットドラムの歯チャート押さえ図 5.8 チャートカバー，チャート押さえを閉じる―25―

(9) スプロケットドラムのギヤを回す
手で紙送りを確認します。スプロケットドラムのギヤを回し，記録紙を送り出します。
(記録紙送りは，4 折り分程度が適当です。)

スプロケットドラムの左端にあるギヤを矢印の方向へ回します。

図 5.9 紙送りを確認する(10) チャートホルダを取り付ける
チャートホルダをケースの中へ，ロックされるまで水平に差し込んでください。

チャート押さえ差し込むときは，記録紙受けを押してください。
記録紙受け

図 5.10 チャートホルダを取り付ける

―26―

(11) ドアを閉めます

注意
ドアを 90゜以上開いた後，閉じる際は表示部ケーブルを挟み込まないよう注意してください。
ドアを閉め，ドアロックを確認してください。

(12) 「FEED」キーを押して，紙送りを確認する
ディスプレイキーボードの「FEED」キーを押して記録紙を送ります。

キーを押している間，記録紙を送ります。キーから指を離すと，紙送りが停止し必ず記録紙が送られています。

るのを確認してから運転キーを押し始めの頃は，を開始してください！！

遅い速度で紙送りします。

図 5.11 「FEED」キーを押す(13)「REC」キーを押して，運転を再開する―27―

5.2 リボンカセットの取付注意
記録動作 RUN 状態でリボンカセットを取り出すとインクリボンを傷付ける場合があります。
リボンカセットの交換時は，必ず「REC」キーで記録動作を停止させてください。
また，リボンカセットが正しく入っていないと，記録色が変わったり，リボンが損傷することがあります。
(1) 「REC」キーを 3 秒以上押す
記録動作を停止します。電源 ON 状態のまま「REC」キーを 3 秒以上押してください。
記録動作が停止すると，REC ランプは消灯します。(22 頁 図 5.1 参照)(2) ドアを開く
ドアフックを押して，ロックを外します。ドアを手前に開いてください。(22 頁 図 5.2 参照)

警 告
ドアの開閉時に指等を挟み込むと怪我をする可能性がありますので注意して下さい。

注意
ドア全開時の角度は 135゜です。それ以上開きますと，ケースのヒンジ(回転)部に過大な力が加わり破損する場合があります。
(3) リボンカセットを取り出す
ドアを開いて，リボンカセットの左側をつかみ，リボンホルダを押さえながら手前に引き出します。
リボンカセット

リボンホルダリボンカセット
図 5.12 リボンカセットを取り出す―28―

(4) インクリボンのたるみを取り除く（新しいインクリボンの取り付け）
ツマミを矢印の方向へ回して，インクリボンのたるみを取り除きます。
ツマミを矢印の方向
へ回してください。

ツマミ

たるみ
図 5.13 リボンカセットのたるみを取り除く(5) リボンカセットを取り付ける
新しいリボンカセットの右側を最初に，次に左側をリボンホルダに押し込みます。この際，カチッと音がするまで，リボンカセットを押し込んでください。
リボン送り軸が入りにくい場合は，左側のツマミを矢印方向に回し，位置合わせを行ってください。
次に左側をカチッと音がするまでリボンカセッ
トに押し込みます。

リボン送り軸最初に右側を押し込みます。

図 5.14 リボンカセットを取り付ける(6) ドアを閉めます

注意
ドアを 90゜以上開いた後，閉じる際は表示部ケーブルを挟み込まないよう注意してください。

(7) 「REC」キーを押して，運転を再開する

―29―

6章

運転

6.1 運転開始

警 告
電源電圧が本器の仕様と合っていること，及び正しく保護接地されていることを確認してから電源を投入
してください。

注意① 本器には電源スイッチはありません。
② 運転は，チャートホルダに記録紙とリボンカセットが正しく装着されていることを確認してから電源を投入してください。記録紙未装着の状態でプリンタが動作すると，チャートホルダのスプロケットドラム（円筒部分）を傷つける場合があります。

警 告
データキャリブレーションされる場合，本書 9.5 項に記載の機器を接続し，正しい操作で校正を行ってください。そして，電気，制御関係の知識を持った作業者が，本書 7.2項と 9.5項を熟読された上で,データキャ
リブレーションを行ってください。
(注意事項に反した校正により，生じた損害については，当社は責任と保証を負いかねます。)
電源を投入すると，ドア前面のディスプレイが点灯します。
初期画面を含めて約 5 秒で，ユーザモード(通常の動作状態)になります。「REC」ランプが消灯している場
合は，「REC」キーを押して記録動作を開始してください。
初期画面後の状態(1)ディスプレイ画面: 状態表示の「REC」ランプは電源 OFF 以前の状態を保持しています。
(2)印字データ処理: 電源 OFF 以前に動作していた印字処理は復電後，再開しません。
(3)警報，自己診断動作: 電源 OFF 以前に発生した警報表示・出力等は復帰しません。
(4)ﾃﾞｰﾀ表示・ﾁｬﾈﾙ No.表示 : 図 6.1 のようになります。

REC ALM※電源 OFF 以前のモードに戻ります。
図 6.1 電源 ON 時の表示画面［注 意］① 停電が生じた場合も，復電後初期化処理を行い，上記の初期状態になります。
② 初期化処理において印字データ処理の消去を行うため，印字中に電源が OFF となった場合，復電後は印字動作を継続しません。
③ 図 6.1 において，電源投入時データを取り込むまで「 」を表示します。表示桁数は設定により異なり
ます。

―30―

6.2 記録について注意① 記録位置がずれる場合がありますので，記録中はプリンタ部に触れないでください。
ただし，本器は記録毎にゼロ点チェックを行っていますので，記録位置がずれた場合も，次回の打点時には正常に戻ります。
② 記録紙保護のため，同一チャネルにおいて前回打点位置と次の打点位置間が記録紙送り方向に0.4mm 未満の場合あるいは左右方向に 0.5mm 未満の場合，打点動作を行いません。

6.2.1 記録色アナログ記録の各チャネルの記録色(標準)を表 6.1 に示します。
記録色は各チャネルに対して，6 色の中から任意に設定することができます。

表 6.1 記録色(標準)チャネル No.
1
2
3
4
5
6

色
紫色
赤色
緑色
青色
茶色
黒色

6.3 記録をする
6.3.1 記録をスタート／ストップする「REC」キーを押すことで，記録のスタート／ストップを切り替えます。
ストップ状態にするには「REC」キーを 3 秒以上長押ししてください。
ストップ状態になると，「REC」ランプが消灯します。

［注 意］① 電源投入時は前回電源断時の状態を継続します。
② DI 機能入力(オプション: RE6)で記録スタート／ストップの制御を行う場合，「REC」キーによる記録のスタート／ストップの切り替えはできません。

6.3.2 紙送りをする「FEED」キーを押している間，記録紙が早送りされ，手を離すと通常記録に戻ります。

―31―

6.3.3 印字サンプル
定刻印字・警報印字・記録開始／終了印字例

日付・時刻

警報印字
チャネル No．，警報種類，レベルの印字を行います。
▲は警報発生（赤色印字），▼は警報復帰（紫色印字）を示します。

測定値
スキップ時は「＊＊＊＊＊」と印字します。

スケール

記録終了印字May.10.06 20:00End▲ 2L2 19:37▼ 1H1 19:35
May.10.06
19:30
1：1.532V
2：2.105V
3：1.856Ｖ
4：3.790Ｖ
0.000
3CH
100 ㎜／h▲▼

1H1 19:33
2L2 19:32
5.000
V

記録紙送り速度

2L2 19:28
1H1 19:27
May.10.06 19：00Start▲ 1H1＊18:25▼ 2L2 18:24
▲
▼

定刻印字
日時、チャネル No．，測定値、単位の印字をします。
スケールは 1CH から順に印字し，印字色はそのチャネルの打点色となります。

［参考］参照記録開始印字図 6.2 印字サンプル［参 考］
警報印字，コメント印字，日付時刻印字，記録開始/終了印字は他の印字を行っていてすぐに印字できな
かった場合，印字待ちの状態になります。
警報発生／復帰は合計で 6 件，コメント印字・日付時刻印字は合計で 5 件まで貯める事ができます。
これを越えると，その最後の印字に「＊」マークを付加し，次の印字が行われなかった事を示します。
また，非同期印字の優先順位は全ての同期印字より高くなっています。印字の優先順位については次頁を参照してください。(“同期印字”はアナログ記録に同期してディジタル印字するもので“非同期印字”はア
ナログ記録を中断してディジタル印字を実行し，印字完了後アナログ記録を再開するものです。)［注 意］
定刻印字開始時刻に前回の定刻印字が終了していない場合は，新しい定刻印字内容はキャンセルさ
れ，印字されません。このような場合は定刻印字の印字インターバルを延ばしてください。

―32―

6.4 ディジタル印字をする
以下のディジタル印字はキー操作で行います。
●マニュアルプリント●エンジニアリングリスト印字●リスト印字●記録開始／終了印字

以下のディジタル印字は，DI 入力で行います。
●DI マニュアルプリント●DI 日付時刻印字●DI コメント印字［参考］
印字動作には，下記の優先順位があります。同時に複数の印字を起動した場合，上位のものを先に印字します。下位の印字動作は上位の印字動作が終了した後印字します。ただし，警報印字の場合，下位の印字動作と同時に印字します。[前頁図 6.2(例)では定刻印字と警報印字が同時です。]
高い

優先順位

低い

リスト印字

DI ｺﾒﾝﾄ印字

DI ﾏﾆｭｱﾙﾌﾟﾘﾝﾄ

警報発生印字DI ｺﾒﾝﾄ印字

定刻印字ﾏﾆｭｱﾙﾌﾟﾘﾝﾄ

(非同期)

(非同期)

警報復帰印字DI 日付時刻印字(同期)

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ印字

DI 日付時刻印字

定刻印字

記録紙開始/終了印字

DI ﾏﾆｭｱﾙﾌﾟﾘﾝﾄ

(非同期)

(非同期)

（同期）

(同期)

記録紙開始/終了印字（非同期）“同期印字”はアナログ記録に同期してディジタル印字するもので“非同期印字”はアナログ記録を中断してディジタル印字を実行し，印字完了後アナログ記録を再開するものです。

6.4.1 マニュアルプリントをするマニュアルプリントは，記録紙上に以下の内容を印字します。
⚫

時刻／年月日⚫

チャネル No．またはタグ設定文字⚫

発生警報種類／測定値／単位(全チャネル)(1) マニュアルプリント動作手順①「PRINT」キーを押します。
②「PRINT」キーで「③「PRINT」キーで「」を表示させ，「ENT」キーを押します。
」を選択し，「ENT」キーを押すと，実行します。

マニュアルプリントが始まると，自動的にデータ表示画面に戻ります。
また，マニュアルプリントが終了すると，マニュアルプリント開始以前の状態に戻ります。

［注 意］① マニュアルプリント実行中，アナログ記録は中断しますが，測定／警報検出は続きます。
② マニュアルプリント実行中に警報が発生した場合は，マニュアルプリント終了時点で警報印字を行い
ます。

―33―

(2) マニュアルプリント中止手順①「PRINT」キーを押します。
②「PRINT」キーで「③「PRINT」キーで「」を表示させ，「ENT」キーを押します。
」を選択し，「ENT」キーを押すと，中止します。

ただし，印字中の行については，その行の印字が完了するまで印字動作は継続します。
マニュアルプリントは中止され，マニュアルプリント開始以前の状態に戻ります。

Nov.12.99 11:08
1: 11.25 mV
2: 0.45 mV
3: 0.07 mV
4: –0.00 mV
5: –1.12 mV
6: –0.39 mV

図 6.3 マニュアルプリント

6.4.2 リスト印字をする
リスト印字は，記録紙上に以下に示す本器の設定内容を印字します。
⚫

日付／時刻／第 1 記録紙送り速度／第 2 記録紙送り速度／記録周期⚫

チャネル No．／レンジ／スケーリング値／単位⚫

設定警報種類(1) リスト印字動作手順①「PRINT」キーを押します。
②「PRINT」キーで「③「PRINT」キーで「」を表示させ，「ENT」キーを押します。
」を選択し，「ENT」キーを押すと，実行します。

リスト印字が始まると，自動的にデータ表示画面に戻ります。
また，リスト印字が終了すると，リスト印字開始以前の状態に戻ります。

［注 意］① リスト印字実行中，アナログ記録は中断しますが，測定／警報検出は続きます。
② リスト印字実行中に警報が発生した場合は，記録が再スタートした時点で警報印字を行います。

―34―

(2) リスト印字中止手順①「PRINT」キーを押します。
②「PRINT」キーで「」を表示させ，「ENT」キーを押します。

③「PRINT」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押すと，中止します。

ただし，印字中の行については，その行の印字が完了するまで印字動作は継続します。
リスト印字は中止され，リスト印字開始以前の状態に戻ります。

リスト印字の日付・時刻

記録紙送り速度の設定
値(2)は DI 機能(オプション)取付時有効警報の設定値，リレー，設定値単位を印字します。

コメント印字の設定値
DI 機能(オプション)取付時
有効

Dec.01.99 06:00
CHART SPEED (1) 50mm／h(2) 100mm／h
CH
RANGE
LEFT ENDSCALE LEFT
各チャネルの設定値，入力レ
TAG NO.
RIGHT ENDSCALE RIGHT
ンジ，タグの設定値，入力範1
10V-10.000V
囲，ｽｹｰﾘﾝｸﾞ値を印字しま
10.000す。スキップの場合，チャネル
2
10V-10.000V
ABCD
10.000No．の先頭に「＊」がつきま3
10V-10.000Vす。
10.0004
10V-10.000V
10.0005
TYPE K-200.00
100.00＊6
10V-10.000V
10.000CH ALARM1RLY
ALARM2RLY
ALARM3RLY
ALARM4
RLY
UNIT
1 H
8.000
L -5.000VCH DIGITAL
ZONE(mm)PARTIAL
1
ON
0-100
2
OFF
0- 50
80%
0.000V
3
OFF
0-100
4
OFF
0-100
5
ON
50-1006OFF
0-100
COMMENT 1 = OPEN
各チャネルの定刻印字 ON／OFF，
2 =3 =ゾーン記録，部分圧縮拡大の設定値。

図 6.4 リスト印字―35―

6.4.3 エンジニアリングリスト印字をする
エンジニアリングリスト印字は，記録紙上に以下に示す本器の設定内容を印字します。
⚫

アナログ記録方式⚫

ディジタル印字方式⚫

バーンアウト／RJC などの機能有無(1) エンジニアリングリスト印字動作手順①「MENU」キーを押します。
②「PRINT」キーで「」を表示させ，「ENT」キーを押します。

③「PRINT」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押すと，実行します。

エンジニアリングリスト印字が始まると，自動的にデータ表示画面に戻ります。
また，エンジニアリングリスト印字が終了すると，リスト印字開始以前の状態に戻ります。

［注 意］
・ エンジニアリングリスト印字実行中，アナログ記録は中断しますが，測定／警報検出は続きます。
・ エンジニアリングリスト印字実行中に警報が発生した場合は，記録が再スタートした時点で警報印字を
行います。

―36―

(2) エンジニアリングリスト印字中止手順①「MENU」キーを押します。
②「PRINT」キーで「③「PRINT」キーで「」を表示させ，「ENT」キーを押します。
」を選択し，「ENT」キーを押すと，中止します。

ただし，印字中の行については，その行の印字が完了するまで印字動作は継続します。
エンジニアリングリスト印字は中止され，リスト印字開始以前の状態に戻ります。

ﾁｬﾈﾙﾅﾝﾊﾞ／タグの設定: CH

警報印字の設定: ON1(発生／復帰印字)

定刻印字の ON／OFF，ｽﾀｰ
ﾄ時刻，ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ，ｽｹｰﾙ印
字の ON／OFF，同期／非
同期の設定
定刻印字の ON/OFF: ON
ｽﾀｰﾄ時刻: 00:00
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ: 6 時間
ｽｹｰﾙ印字の ON/OFF: OFF
同期／非同期: 同期

RUN／STOP の
内外切替設定: INT(キー)ENGINEERING LIST

記録開始／終了印字: 同期印字ｱﾗｰﾑﾋｽﾃﾘｼｽ
の設定
: ON

RUN CH／TAG ALM_PR
INT
CH
ON1
DGT
PR STARTINTERVAL SCL_PR SYNC/ASYNC
ON
00:00
6h
OFF
SYNC
RUN.PRINT
SYNC
ALM _HYS TEMPON
CH B.OUT RJC μV(REFCH) OFFSET COLOR
1 OFF INT
0.0
PRP
2 OFF INT
0.0
RED
3 OFF INT
0.0
GRN
4 OFF CH
0.0
BLU
5 OFF EXT 798
0.0
BRN
6 OFF CH (CH5)0.0
BLK
COM_ADR SPEEDDATA
PARITY01
9600bps 8bit
NONE
1bit

通信の設定

DI 1:OFF

2:OFF

／ 設定
日本国内では 設定になっています。

STOP

3:OFF

各チャネルのﾊﾞｰﾝｱｳﾄ設定，
RJC の設定，RJC のﾘﾌｧﾚﾝｽ
設定，ｵﾌｾｯﾄ設定，記録色の設定

リモート機能の設定
DI 機能(オプション)取付時
有効

図 6.5 エンジニアリングリスト印字―37―

6.4.4 記録紙開始／終了印字をする
記録開始／終了印字は、記録動作を開始／終了したときに記録紙上に開始時刻・終了時刻を印字します。
印字動作はエンジニアリングモードの「記録開始／終了設定」（7.2.6 項（6）参照）にて設定します。
・「」……

記録開始印字を同期で印字します。
記録終了印字は非同期で印字します。

・「
・「

」…

記録開始／終了印字を非同期で印字します。

」……… 記録開始／終了印字を行いません。

（１） 記録開始印字
記録停止状態から REC キーを押して記録状態にします。
印字が開始されます。
記録開始／終了設定が「OFF」の時は印字されません。
（２） 記録終了印字
記録開始状態から REC キーを長押しし、記録停止状態にします。
印字が開始されます。
記録開始／終了設定が「OFF」の時は印字されません。

注意
記録開始／終了動作が DI 機能使用時は、REC キーを押しても印字は開始されません。
この場合 DI 動作により印字が行われます。
6.4.5 DI マニュアルプリントをする（DI オプション装着時）
DI マニュアルプリントは、DI の OFF→ON により、記録紙上に現在測定値と時刻の印字を行います。
印字内容は 6.4.1 項「マニュアルプリント」と同じです。
（１）エンジニアリングモードの「DI 機能」に設定する。
詳細な設定方法は 7.2.9 項「DI 機能」を参照してください。
「MAN-P」…同期印字でマニュアルプリントを行います。
「AMAN.P」…非同期印字でマニュアルプリントを行います。
（２）DI 入力を入れる。
DI マニュアルプリントは DI 入力の OFF→ON の変化によって印字を行います。
6.4.6 DI 日付時刻印字をする（DI オプション装着時）
DI 日付時刻印字は、DI の OFF→ON により、記録紙上に現在の日付と時刻の印字を行います。
（１）エンジニアリングモードの「DI 機能」に設定する。
詳細な設定方法は 7.2.9 項「DI 機能」を参照してください。
「TIM-P」 ····· 同期印字で日付時刻印字を行います。
「ATIM.P」 ···· 非同期印字で日付時刻印字を行います。
（２）DI 入力を入れる。
DI 日付時刻印字は DI 入力の OFF→ON の変化によって印字を行います。

―38―

6.4.7 DI コメント印字をする（DI オプション装着時）
DI コメント印字は、DI の OFF→ON により、記録紙上に設定された内容のコメント印字を行います。
（１）エンジニアリングモードの「DI 機能」に設定する。
詳細な設定方法は 7.2.9 項「DI 機能」を参照してください。
「CMNT1，CMNT2，CMNT3」……同期印字でコメント印字を行います。
「ACMT1，ACMT2，ACMT3」……非同期印字でコメント印字を行います。
（２）DI 入力を入れる。
DI コメント印字は DI 入力の OFF→ON の変化によって印字を行います。
日付時刻印字May.10.06 20:30
20:10 No.01 OPEN

コメント印字図 6.6 日付時刻印字，コメント印字―39―

6.5 表示を切り替える
表示の選択手順①「MENU」キーを押し，「」を表示させ，「ENT」キーを押します。

②「PRINT」キーで以下のメニューから必要な表示画面を選択し，「ENT」キーを押します。
③マニュアル表示の場合は「□」が表示されます。

「PRINT」キーで表示させるチャネル番号を選択し，「ENT」キーを押します。
「「」(AUTO) : オート表示」(MAN): マニュアル表示「」(DATE) : 日付表示「」(TIME)「: 時刻表示」(OFF): 表示オフ6.5.1 オート表示＜＞

2.5 秒おきに，各チャネルの測定データを順次表示します。
Ｈ

チャネル番号
H : 上限警報
L : 下限警報

6.5.2 マニュアル表示＜

測定値(5 桁)＞特定チャネルの測定値を測定周期ごとに切り替えて表示します。表示内容はオート表示と同じです。
「ENT」キーを押すと表示しているチャネル No．が変わります(チャネル No．は大きくなります)。
6.5.3 日付表示＜＞

月，日を表示します。閏年の調整は自動的に行います。

10 月 18 日の表示例
月
6.5.4 時刻表示＜

日＞時，分を表示します。

12 時 15 分の表示例
時
6.5.5 表示オフ＜分＞

ユーザモードでの表示をオフにします。キー操作は通常どおりですので，オフから他の表示へ変更させるには上記の①～③を行います。

―40―

7章

本器の設定

7.1 セットアップモードの設定

警 告データキャリブレーションされる場合，取扱説明書 9.5 項に記載の機器を接続し，正しい操作で校正を行ってください。そして，電気，制御関係の知識を持った作業者が，取扱説明書 7.2 項と 9.5 項を熟読された上で,データキャリブレーションを行ってください。
(注意事項に反した校正により，生じた損害については，当社は責任と保証を負いかねます。)

セットアップモードに入るためのキー操作方法「MENU」キーを 3 秒以上押し，セットアップモードに入ります。
その際，約１秒間ソフトウェアのバージョンが以下のように表示され，その後レンジの設定画面が表示されます。
(例)バージョン番号 2.10
セットアップモードから記録状態(ユーザモード)に戻るには「MENU」キーを 3 秒以上押します。

ここでは，以下の項目の設定方法について説明してあります。
以下にセットアップモードのディスプレイマップを記載します。操作は，△キーで設定項目を選択し，必要な設定を行います。

7.1.1 レンジの設定
設定

チャネル

モード
電圧，電流入力の設定
熱電対入力の設定
測温抵抗体入力の設定
スケーリングの設定
開平記録の設定
デケード記録の設定
チャネル間差の設定
チャネル間和の設定
チャネル間平均の設定
スキップの設定

・・・・

7.1.2 警報の設定

設定

オプション

チャネル

レベル

ON／OFFタイプ

設定値

リレーON／OFF

ﾘﾚｰ No.

・
・
・
・

・
・
・
・

―41―

7.1.3 単位の設定
設定

チャネル

文字 No.

コード No.

単位コードの設定

(゜)
・

( )

・

終了

・
・

7.1.4 記録紙送り速度の設定
設定

第 1,2 記録紙送り速度

記録紙送り速度

記録紙送り速度の設定

7.1.5 日付時刻の設定
設定

年

月日

ｺﾋﾟｰ元ﾁｬﾈﾙ

ｺﾋﾟｰ先ﾁｬﾈﾙ

・
・
・

・
・
・

時刻

年月日時刻の設定

7.1.6 設定のコピー
設定

設定値のコピー

7.1.7 その他の機能設定 (記録周期，ｿﾞｰﾝ記録，部分圧縮拡大，ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ印字，ﾀｸﾞ，ｺﾒﾝﾄ文字)
設定

モード
記録周期の設定
ゾーン記録の設定
部分圧縮拡大の設定
ディジタル印字の設定
タグの設定
コメント文字の設定

エンジニアリングモード移行
設定

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞエンジニアリングモード設定に入る。
パスワード入力(68 頁 エンジニアリングモード参照)―42―

表 7.1 セットアップモードの初期設定値
設定項目★レンジ(全チャネル)

初期設定
10mV DC
スケーリング 0～100.0(単位 )★警報(全チャネル)

全レベル警報 OFF，リレーOFF★単位(全チャネル)｢ ｣ (BF 43 00)★記録紙送り速度

第 1 記録紙送り速度: 20mm/h
第 2 記録紙送り速度: 20mm/h★時計

2000/01/01 00:00

★記録周期

10(s)

★ゾーン記録(全チャネル)

0～100(%)★部分圧縮拡大(全チャネル)OFF★ディジタル印字(全チャネル)

ON★TAG 印字文字(全チャネル)｢(7 文字目まで空白)｣★コメント印字文字(1～3)

｢(16 文字目まで空白)｣

―43―

備考

現在の時刻に設定されています｡

7.1.1 レンジの設定(1) 設定方法
本器はマルチレンジ方式となっており，各チャネルごとにレンジを設定できます。
操作は「△」キーを押して，順にモード①から⑩へ送ります。
電圧，電流，熱電対，測温抵抗体の入力信号は下記から選択します。(モード①～③)
直流電圧

:

直流電流

: 4～20mA DC(シャント抵抗外付け：250 )熱電対: B， R， S， K， E， J， T， C， Au-Fe， N， PR10-20， PL ， U， L

10， 0～20， 0～50，

200mV DC，

1， 0～5，

10V DC

測温抵抗体 : Pt100， JPt100
熱電対、及び測温抵抗体は設定するスパン点により、自動的に最適なレンジが選択されます。
また，スケーリング，開平，デケード，チャネル間差／和／平均の演算も可能です。(モード④～⑨)
不要チャネルはスキップできます。(モード⑩)
設定

チャネル

モード
①
②

(電圧，電流入力)↓(熱電対入力)③(測温抵抗体入力)↓④(スケーリング)↓⑤⑥

各チャネル毎に
設定可能

操作キー
△キー

↓

(開平)

↓

(デケード)

⑦

(差)

↓

⑧

(和)

↓

⑨

(平均)

↓

⑩

(スキップ)↓［注 意］
小数点位置が任意設定できるのは「スケーリング」と「開平」のモードです。電圧・電流・熱電対・測温抵抗
体入力であっても小数点位置を変更する場合は「スケーリング」で設定します。小数点固定の場合は以下の通りです。
入力

小数点以下桁数

入力

小数点以下桁数mV
1， 0～5V
10V
mA

2桁
3桁
2桁
2桁

熱電対
測温抵抗体
200mV DC

1桁
1桁
1桁＊＊＊．０ ０＊＊．０ ０ ０＊＊＊．０ ０＊＊＊．０ ０―44―＊＊＊＊．０＊＊＊＊．０＊＊＊＊．０(2)(電圧，電流)，(熱電対)，(測温抵抗体)直流電圧，電流，熱電対，測温抵抗体の測定を行います。
[設定例] 1 チャネルに熱電対 T を設定する。(T: -100～300 )
表示

操作キー

操作説明

ESC

MENU

「MENU」キーを 3 秒以上押し続け，セットアップモード

3秒に入ります。「

ENT」が表示されますので，「ENT」

キーを押します。
PRINT「△」キーで設定チャネルを選択し，「ENT」キーを押し

ENT

ます。

(ゼロ点設定)

PRINT

ENT

「△」キーでモードを選択し，「ENT」キーを押します。

PRINT

ENT

「△」キーでタイプを選択し，「ENT」キーを押します。

PRINT

FEED

「△」キーで符号，数値を選択し，「 」キーで桁移動しPRINT(スパン点設定)ます。「ENT」キーを押します。

ENT「△」キーで符号，数値を選択し，「 」キーで桁移動し

FEED

ENT

ます。「ENT」キーを押します。

ENT「ENT」キーを押します。設定完了です。
ユーザモードに戻る場合は，「MENU」キーを 3 秒以上押し続けます。

［注 意］⚫ 間違った数値を入力しますと，

または

のエ

ラーを表示します。「ENT」キーを押して，正しい数値を再入力してください。
⚫ スケーリングの必要のないレンジ設定，特に熱電対，測温抵抗体で小数点位置(小数点以下 1 桁)を変更しない場合は，必ず「

，

，

い。
⚫

―45―

」で設定し，スケーリング設定は行わないでくださ［注 意］「」，「 」，「」の各モードでは，「ENT」キーを押してレンジを選択します。
レンジの中から「△」キーでタイプを選択することができます。
モード

レンジ

「ENT」キー10mV
0～20mV
0～50mV
200mV
1V
0～5V
10V
4～20mA

B
R
S
K
E
J
T
C
Au-Fe
N
PR40-20
PL
U
L

Pt100
JPt100［参 考］
・ 下記レンジは測定範囲により精度が異なるレンジが複数存在します。設定するスパン点により、自動的に最適なレンジが選択されます。
熱電対（）

測温抵抗体（：R, K, E, J, T）

：Pt100, JPt100

―46―

(3)

(スケーリング)

VOLT，TC，RTD の入力を任意の物理量に変換します。
単位の設定も行うことができます。(7.1.3 項 57 頁参照)
[設定例] 1 チャネルに電圧 0～40mV，スケール 000.00～100.00 を設定する。
表示

操作キー

操作説明

ESC

MENU

3秒

「MENU」キーを 3 秒以上押し続け，セットアップモードに入ります。「

ENT

PRINT

」が表示されますので，「ENT」

キーを押します。

ENT「△」キーで設定チャネルを選択し，「ENT」キーを押し
ます。

PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押しま

す。

PRINT

ENT

「△」キーで「
ここで「」を選択し，「ENT」キーを押します。

」または「」を選択すると温度入力のス

ケーリングができます。

PRINT

ENT

「△」キーでレンジ(50mV)を選択し，「ENT」キーを押し
ます。

PRINT

(ゼロ入力値)FEED「△」キーで数値を選択し，「」キーで桁移動します。

「ENT」キーを押します。

ENT

［注 意］
TC，RTD 入力の場合，ゼロ入力値はゼロ側スケール値と等しく設定してください。次ページ(＊1)を参照してください。

PRINT(スパン入力値)

ENT

FEED

「△」キーで数値を選択し，「」キーで桁移動します。

「ENT」キーを押します。

［注 意］
TC，RTD 入力の場合，スパン入力値はスパン側スケール値と等しく設定してください。次ページ(＊2)を参照してください。

―47―

PRINT

FEED「△」キーで数値を選択し，「 」キーで桁移動します。

FEED

PRINT

最小桁（右端）より更に「 」キーを押し，小数点を点滅(ゼロ側スケール値)(＊1)(小数点)させます。「△」キーで小数点位置を選択します。

ENT「ENT」キーを押します。

PRINT(スパン側スケール値)(＊2)

ENT

ENT

FEED

「△」キーで数値を選択し，「」キーで桁移動します。

「ENT」キーを押します。

「ENT」キーを押します。設定完了です。
ユーザモードに戻る場合は，「MENU」キーを 3 秒以上押し続けます。

［注 意］
間違った数値を入力しますと，

または

または，

のエラーを表示します。「ENT」キーを押して，正しい数値を再入力してください。

―48―

(4)

(開平)

電圧入力の平方根を計算し，その値をスケーリングします。単位の設定(7.1.3 項 57 頁参照)を行うことができます。
[設定例] 1 チャネルに電圧 0～40mV，スケール 000.00～100.00 を設定する｡
表示

操作キー
ESC

MENU

3秒

操作説明

「MENU」キーを 3 秒以上押し続け，セットアップモードに入ります。「

ENT

PRINT

」が表示されますので，「ENT」

キーを押します。
ENT「△」キーで設定チャネルを選択し，「ENT」キーを押し
ます。

PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押しま

す。
PRINT

ENT

「△」キーでレンジ(50mV)を選択し，「ENT」キーを押し
ます。

PRINT

FEED

PRINT

FEED

「△」キーで数値を選択し，「」キーで桁移動します。

「ENT」キーを押します。

ENT(スパン入力値)」キーで桁移動します。

「ENT」キーを押します。

ENT(ゼロ入力値)「△」キーで数値を選択し，「

PRINT

FEED

FEED

PRINT

「△」キーで数値を選択し，「 」キーで桁移動します。

(ゼロ側スケール値)」キーを押し，小数点を点滅させます。「△」キーで小数点位置を選択します。

ENT

(小数点)

最小桁(右端)より更に「「ENT」キーを押します。

PRINT
ENT

(スパン側スケール値)

ENT

FEED

「△」キーで数値を選択し，「」キーで桁移動します。

「ENT」キーを押します。

「ENT」キーを押します。設定完了です。
ユーザモードに戻る場合は，「MENU」キーを 3 秒以上押し続けます。

［注 意］
間違った数値を入力しますと，

または

または，

のエラーを表示します。「ENT」キーを押して，正しい数値を再入力してください。

―49―

開平演算について
本器の開平演算は以下の方式です。
各項目を次のように定義します。
SPANL : スパン下限値(スパン L)
SPANR : スパン上限値(スパン R)
SCALL : スケーリング下限値(スケール L)
SCALR : スケーリング上限値(スケール R)IN: 入力電圧OUT: 出力(スケーリング値)

入力値が 1%以上の時(1～100%)

OUT＝(SCALR－SCALL)×

IN－SPANLSPANR－SPANL＋ SCALL

入力値が 1%以下の時

OUT＝10×(SCALR－SCALL)SPANR－SPANL×(IN－SPANL)＋ SCALL[設定例] 前頁の設定を行った場合，入力に対する指示は以下のようになります。

入力電圧(mV)

0

10

20

30

40

指示値(%)

0.00

50.00

70.71

86.63

100.00［注 意］
ゼロ点付近では，スケーリング倍率と表示桁の関係で，ディジタル指示値がふらつく場合がありますので注意してください。

―50―

(5)

(デケード)

電圧入力をスケーリングし，指数表示を行います。単位の設定(7.1.3 項 57 頁参照)を行うことができます。
[設定例] 1 チャネルに電圧 0～5V，1.0×100～1.0×105 のデケードを設定する｡
表示

操作キー

操作説明

ESC

MENU

3秒

「MENU」キーを 3 秒以上押し続け，セットアップモードに入ります。「

ENT」が表示されますので，「ENT」

キーを押します。
PRINT

ENT

「△」キーで設定チャネルを選択し，「ENT」キーを押し
ます。

PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押しま

す。
PRINT

ENT

「△」キーでレンジ(5V)を選択し，「ENT」キーを押しま
す。

PRINT

FEED

PRINT

FEED

PRINT

FEED

PRINT
ENT

(スパン側スケール値)

ENT」キーで桁移動します。

「△」キーで数値を選択し，「」キーで桁移動します。

「ENT」キーを押します。

ENT(ゼロ側スケール値)「△」キーで数値を選択し，「「ENT」キーを押します。

ENT(スパン入力値)」キーで桁移動します。

「ENT」キーを押します。

ENT(ゼロ入力値)「△」キーで数値を選択し，「FEED「△」キーで数値を選択し，「」キーで桁移動します。

「ENT」キーを押します。

「ENT」キーを押します。設定完了です。
ユーザモードに戻る場合は，「MENU」キーを 3 秒以上押し続けます。

［注 意］
間違った数値を入力しますと，

または

または，

のエラーを表示します。「ENT」キーを押して，正しい数値を再入力してください。

―51―

デケード表示について各項目を次のように定義します。
SPANL : スパン下限値(スパン L)
SPANR : スパン上限値(スパン R)
SCALL : スケーリング下限値(スケール L)
SCALR : スケーリング上限値(スケール R)IN: 入力電圧OUT: 出力(スケーリング値)

⚫

XXEYY
XX: 仮数部(1.0～9.9)
YY: 指数部(-19～19)
ただし 5 デケードまでです。
(ｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限－ｽｹｰﾘﾝｸﾞ下限が 1.0E5 以下)

デケード表示は以下の関係式に従います。

OUT1 ＝ IN×

LGSCALR－LGSCALLSPANR－SPANL＋SPANR×LGSCALL-SPANL×LGSCALRSPANR-SPANLOUT ＝ 10OUT1LGSCALL : Log10(SCALL)LGSCALR : Log10(SCALR)［注 意］
デケードの出力は表示，印字に使用され，打点位置には反映されません。

[設定例] 前頁の設定を行った場合，入力に対する指示は以下のようになります。

入力電圧(V)

0.0

1.0

2.5

3.0

5.0

指示値

1.0E0

1.0E1

3.2E2

1.0E3

1.0E5

―52―

(6)

(差演算)，(和演算)，(平均)

VOLT，TC，RTD または SCALE の入力をチャネル間で演算し，出力します。
[設定例] 6 チャネルから 1 チャネルの入力データを引いた値を設定する。(0～40mV)“6 チャネル(入力)－1 チャネル(入力)”を 6 チャネルに記録，表示する｡
表示

操作キー

操作説明

ESC

MENU

3秒

「MENU」キーを 3 秒以上押し続け，セットアップモードに入ります。「

ENT」が表示されますので，「ENT」

キーを押します。
PRINT

ENT

「△」キーで設定チャネルを選択し，「ENT」キーを押します。

（設定チャネル）

PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押しま

す。
PRINT

ENT

「△」キーで「引くチャネル」を選択し，「ENT」キーを押します。

（基準チャネル）

PRINT

FEED

PRINT

（差演算後のスパン入力値）」キーで桁移動します。

「ENT」キーを押します。

ENT（差演算後のゼロ入力値）「△」キーで数値を選択し，「FEED「△」キーで数値を選択し，「」キーで桁移動します。

ENT「ENT」キーを押します。

ENT「ENT」キーを押します。設定完了です。
ユーザモードに戻る場合は，「MENU」キーを 3 秒以上押し続けます。

［注 意］
間違った数値を入力しますと，

または

または，

のエラーを表示します。「ENT」キーを押して，正しい数値を再入力してください。

差，和，平均について⚫

設定するチャネルは，「差，和，平均」をとるチャネルより大きいチャネルでなければなりません。例えば
6 チャネルに設定する場合は，1～5 チャネルの値を引いたりすることができます。

⚫

設定チャネルのレンジ，スケールは「差，和，平均」をとるチャネルと同じになります。

⚫

演算後のレンジ値は本器の最大レンジを超えることはできません。

⚫

基準チャネルには，電圧，電流，熱電対，測温抵抗体およびそれらのスケーリングのレンジ以外には設定できません。

―53―

(7)

(スキップ)

表示，記録を行わないチャネルに設定します。
[設定例] 6 チャネルをスキップする。
表示

操作キー

操作説明

ESC

MENU

3秒

「MENU」キーを 3 秒以上押し続け，セットアップモードに入ります。「」が表示されますので，「ENT」

ENT

キーを押します。
PRINT

ENT

「△」キーで設定チャネルを選択し，「ENT」キーを押し
ます。

PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。
ENT「ENT」キーを押します。設定完了です。
ユーザモードに戻る場合は，「MENU」キーを 3 秒以上押し続けます。

［注 意］• 全チャネルをスキップに設定すると，のエラーを表示します。
少なくとも一つのチャネルは測定に設定してください。
• スキップチャネルは，測定はしますが，表示，打点，警報判定はしません。入力結線しない場合は必ず入力端子を短絡結線してください。
• 一度スキップした設定を元の測定に戻すときは、お手数ですがもう一度測定するレンジの設定を行って
下さい。

―54―

7.1.2 警報の設定
設定内容
各チャネルに，以下の 2 種類の警報設定ができます。
また，1 チャネルあたり最大 4 つの警報点(4 レベル)を設定できます。警報点を設定すると，測定値がこの値に達した時点で「ALM」が点灯すると同時に，記録紙に警報発生を示す警報印字を行います。
: 上限警報

測定値が警報設定点以上になった場合に警報を発します。

: 下限警報

測定値が警報設定点以下になった場合に警報を発します。
オプション

操作方法
設定

チャネル

レベル

ON／OFFタイプ

設定値

リレーON／OFF

ﾘﾚｰ No.

・
・
・
・

・
・
・
・

[設定例] 1 チャネルの警報点(レベル 1)に上限警報，設定値-2.000，警報出力リレーNo.1 を設定する｡
表示

操作キー

操作説明

ESC

MENU

3秒

PRINT

ENT

「MENU」キーを 3 秒以上押し続け，セットアップモードに入ります。「△」キーで「」を選択し，「ENT」

キーを押します。
PRINT

ENT

「△」キーで設定チャネルを選択し，「ENT」キーを押し
ます。

PRINT

ENT

「△」キーで警報レベルを選択し，「ENT」キーを押します。最大４レベルまで設定できます。

PRINT

ENT

「△」キーで警報設定の ON を選択し，「ENT」キーを押します。(「」を設定すると，「」が表示され設定が終了します。)
PRINT

ENT

「△」キーで警報種類を選び，「ENT」キーを押します。

PRINT

FEED

警報点を設定します。桁の移動は「ENT」キーで，数値の選択は「△」キーで行います。設定が終了しましたら，「ENT」キーを押してください。
小数点位置はレンジにより固定されています。

［注 意］
警報点の設定途中で「ENT」キーを押すと，次の設定表示に変わってしまいます。

―55―ここからの設定は，警報出力(オプション: LH6)が付加されている機種のみ有効となります。オプションの付
加がない場合は，「」が表示されるまで，「ENT」キーを押し，「」にて「ENT」キーを押し，設定

完了です。
表示

操作キー

PRINT

ENT

操作説明

警報発生時に，警報出力リレーから警報出力を行うかどうかの設定をします。「△」キーで警報出力の ON／
OFF を選び，「ENT」キーを押します。

PRINT

ENT

警報出力を ON に設定した場合，リレー番号の設定をします。「△」キーで 1～6 の内からリレー番号を選び，「ENT」キーを押します。

ENT「ENT」キーを押します。設定完了です。
他のチャネルの設定を続けて行う場合は，「△」キーを押し，チャネルを選択し，設定に入ります。
ユーザモードに戻る場合は，「MENU」キーを 3 秒以上押し続けます。

［注 意］
警報印字は，タグの設定がされていてもチャネル番号を印字します。

―56―

7.1.3 単位の設定
設定内容
各チャネルに単位を設定します。

［注 意］
「
さい。

」，「

」，「

操作方法

」のレンジで単位を変更したい場合は，レンジ設定を「

設定

チャネル

文字 No.

」に設定してくだ

コード No.

(゜)

・
・
・
・

( )
終了

[設定例] 1 チャネルに単位( )を設定する。
表示

操作キー

操作説明

ESC

MENU

3秒

PRINT

ENT

「MENU」キーを 3 秒以上押し続け，セットアップモードに入ります。「△」キーで「」を選択し，「ENT」

キーを押します。
PRINT

ENT

「△」キーで設定チャネルを選択し，「ENT」キーを押し
ます。

PRINT

（コード№）

FEED」キーで１文字目のコード No.を選択し，「ENT」キーを押します。(58 頁「文字コード表」参照。)

ENT

PRINT

「△」，「

FEED

同様に２文字目を設定します。

FEED

単位文字が 6 文字に満たない場合は，コード(

ENT

PRINT
ENT

力して終了します。「ENT」キーを押します。

ENT「ENT」キーを押します。設定完了です。

)を入ユーザモードに戻る場合は，「MENU」キーを 3 秒以上押し続けます。

［注 意］
単位の設定が有効になるのは，レンジ設定が「
」，「
」，「
」，「
」，
「
」，「
」の時のみです。(ただし，「」，「」，「」は基準チャネルのレンジ設
定が「」の時のみ)
それ以外のレンジ設定では，単位はレンジに合わせて自動的に決定されます。

―57―

(1)文字コード表

2*

3*

4*

5*

*0

SP

0

@

P

*1

!

1

A

Q

*2

"

2

B

*3

#

3

*4

$

*5

7*

A*

p

0

a

q

1

R

b

r

2

C

S

c

s

3

4

D

T

d

t

4

%

5

E

U

e

u

5

*6

&

6

F

V

f

v

6

*7

'

7

G

W

g

w

7

*8

(

8

H

X

h

x

8

*9

)

9

I

Y

i

y

9

*A

*

:

J

Z

j

z

*B

+

;

K

[

k

{

*C

,

<

L

¥

l

*D

-

=

M

]

>

N

?

O

*E
*F

.
/

6*

B*

C*

D*

E*

Π

0

F*
π

1

Α

Ρ

α

ρ

2

Β

Σ

β

σ

3

Γ

Τ

γ

τ

4

Δ

Υ

δ

υ

5

Ε

Φ

ε

φ

6

Ζ

Χ

ζ

χ

7

Η

Ψ

η

ψ

8

Θ

Ω

θ

ω

9

Ι

ι

Κ

κ

Λ

λ

|

Μ

μ

m

}

Ν

ν

^

n

¯

-

Ξ

ξ

_

o

o

Ο

ο

+

o

[設定例] 「C」のコード No.は「43」になります。

―58―

+

7.1.4 記録紙送り速度の設定
設定内容
記録紙送り速度の設定をします。記録紙送り速度は，下の表から選択します。
表 7.2 記録紙送り速度(単位 mm/h)
0
30
160
750

1
40
180
900

2
50
200
1200

3
60
240
1500

4
75
300

5
80
360

10
90
375

15
100
450

20
120
600

25
150
720

操作方法
設定

第 1，2 記録紙送り速度

記録紙送り速度[設定例] 第 1 記録紙送り速度に 1500mm/h を設定する｡
表示

操作キー
ESC

MENU

3秒

PRINT

ENT

PRINT

ENT

操作説明

「MENU」キーを 3 秒以上押し続け，セットアップモードに入ります。「△」キーで「」を選択し，「ENT」

キーを押します。
「△」キーで第１記録紙送り速度を選択し，「ENT」キーを押します。

［注 意］
DI 機能(オプション: RE6)を使って，記録紙送り速度切り替えを行う場合に，第 2 記録紙送り速度を設定します。DI機能(オプション: RE6)が付加されていない場合，第 2記録紙送り速度の設定は無効になります。

表示

操作キー

操作説明

「△」キーで第１記録紙送り速度を設定し，「ENT」キー
PRINT

ENT

を押します。

「ENT」キーを押します。
ENT

ユーザモードに戻る場合は，「MENU」キーを 3 秒以上押し続けます。

―59―

［注 意］
紙送り速度による各印字の制限(紙送り速度が 120mm/h 以上の場合，
右表の印字は行いません。)

印字種類
警報発生印字，警報復帰印字，添字印字，
DI コメント印字(同期)，DI 日付時刻印字(同期)，DI マニュアルプリント(同期)，記録開始
印字(同期)

ただし，0mm/h では強制印字となります。 定刻印字(同期)

記録紙送り速度1～100(mm/h)

10～100(mm/h)

また，リスト印字，エンジニアリングリスト印字，マニュアルプリント(キー)，DI コメント印字(非同期)，DI 日
付時刻印字(非同期)，DI マニュアルプリント(非同期)，定刻印字(非同期)は紙送り速度にかかわらず一定
速度で印字されます。
7.1.5 日付時刻の設定
設定方法
内部時計の日付／時刻を設定します。
設定

年

月日

時刻

[設定例]］ 2000 年 1 月 1 日，6 時 00 分に設定する。
表示

操作キー

操作説明

ESC

MENU

3秒

PRINT

ENT

「MENU」キーを 3 秒以上押し続け，セットアップモードに入ります。「△」キーで「」を選択し，「ENT」

キーを押します。
PRINT

FEED

」キー

で桁移動します。「ENT」キーを押します。

ENT

PRINT

年を設定します。「△」キーで数値を選択し，「FEED

月日を設定します。年の設定と同様に操作します。

FEED

時刻(時・分)を設定します。年の設定と同様に操作しま

ENT

PRINT
ENT

す。

ENT

「ENT」キーを押します。
ユーザモードに戻る場合は，「MENU」キーを 3 秒以上押し続けます。

［注 意］
実際には存在しない日付，時刻を入力しますと，「ENT」キーを押して，正しい数値を再入力してください。

―60―のエラーを表示します。

7.1.6 設定のコピー
設定内容
設定済みの任意チャネルの設定内容をそのまま他のチャネルに設定します。
ただし，コピー先チャネルはコピー元チャネルより大きくなければなりません。

設定方法
設定

コピー元チャネル

コピー先チャネル

・
・
・

・
・
・

[設定例] 1 チャネルの設定内容を 2 チャネルにコピーする。
表示

操作キー

操作説明

ESC

MENU

3秒

PRINT

ENT

「MENU」キーを 3 秒以上押し続け，セットアップモードに入ります。「△」キーで「」を選択し，「ENT」

キーを押します。
PRINT

ENT

「△」キーでコピー元チャネルを選択し，「ENT」キーを
押します。

PRINT

ENT

「△」キーでコピー先チャネルを選択し，「ENT」キーを
押します。

ENT

「ENT」キーを押します。
ユーザモードに戻る場合は，「MENU」キーを 3 秒以上押し続けます。

―61―

7.1.7 その他の機能設定
本器は下記の設定が可能です。
設定内容①(記録周期)

打点を行う周期を 10，20，30，60 秒から選択します。
②(ゾーン記録)各チャネルの記録を重ならないように別エリアに分けて記録させることができます。
③(部分圧縮拡大)

チャネルの測定データを 1 部圧縮または拡大して記録することができます。
④(ディジタル印字)

各チャネルの測定データを印字するか否かを ON／OFF で指定します。
⑤(タグ)

定刻印字，マニュアルプリントにチャネル番号の代わりに印字させるタグを設定できます。
タグはチャネル毎に最大 7 文字(56 頁「文字コード表」から選択)が設定できます。
⑥(コメント文字)DI 機能(オプション: RE6)によって印字するコメント文字を設定できます。
コメント文字は 3 種類，最大 16 文字(56 頁「文字コード表」から選択)が設定できます。

設定方法
設定

モード

記録周期
ゾーン記録
部分圧縮拡大ディジタル印字
タグ
コメント文字―62―

(1)(記録周期)[設定例] 記録周期を 60 秒にする。
表示

操作キー

操作説明

ESC

MENU

3秒

PRINT

ENT

PRINT

ENT

「MENU」キーを 3 秒以上押し続け，セットアップモードに入ります。「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。
「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押しま

す。
PRINT

ENT

「△」キーで記録周期「」を選択し，「ENT」キーを押します。
「ENT」キーを押します。設定完了です。

ENT

ユーザモードに戻る場合は，「MENU」キーを 3 秒以上押し続けます。

(2)(ゾーン記録)[設定例] 1 チャネルのゼロ／スパンを 20－50%の位置に記録するように設定する｡
表示

操作キー

操作説明

ESC

MENU

3秒

PRINT

ENT

「MENU」キーを 3 秒以上押し続け，セットアップモードに入ります。「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。
PRINT

ENT「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。

PRINT

ENT

「△」キーで設定チャネルを選択し，「ENT」キーを押し
ます。

PRINT

（左端位置の設定）

ゼロ点の打点位置を％単位で設定します。「△」キーで数値を選択し，「ENT」キーで桁移動します。「ENT」

キーを押します。
PRINT（右端位置の設定）

FEED

FEED

スパン点の打点位置を％単位で設定します。ゼロ点とENT同様の操作を行います。

ENT「ENT」キーを押します。設定完了です。
ユーザモードに戻る場合は，「MENU」キーを 3 秒以上押し続けます。

［注 意］
間違った数値を入力しますと，または示します。「ENT」キーを押して，正しい数値を再入力してください。

―63―のエラーを表(3)(部分圧縮拡大)[設定例] 1 チャネルのスケール 0～1000.0 を境界点 30%で 500.0 に設定する｡

表示

0

500.0

1000.0

(0%)

(30%)

(100%)

操作キー

操作説明

ESC

MENU

3秒

PRINT

ENT

「MENU」キーを 3 秒以上押し続け，セットアップモードに入ります。「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。
PRINT

ENT「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押しま

す。
PRINT

ENT

「△」キーで設定チャネルを選択し，「ENT」キーを押し
ます。

PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。

PRINT

FEED

境界点の位置を%単位で設定し，「ENT」キーを押します。「△」キーで数値を選択し，「ENT」キーで桁移動しま

す。
PRINT
ENT

FEED

境界値を「0500.0」に設定します。「△」キーで数値を選択し，「」キーで桁移動します。「ENT」キーを押し

ます。
ENT

「ENT」キーを押します。設定完了です。
ユーザモードに戻る場合は，「MENU」キーを 3 秒以上押し続けます。

［注 意］
間違った数値を入力しますと，のエラーを表示します。
「ENT」キーを押して，正しい数値を再入力してください。

―64―

(4)

(ディジタル印字)[設定例] 定刻印字のチャネルデータの印字を全チャネル「ON」(印字する)に設定する。
表示

操作キー

操作説明

ESC

MENU

3秒

PRINT

ENT

PRINT

ENT

「MENU」キーを 3 秒以上押し続け，セットアップモードに入ります。「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。
「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押しま

す。
PRINT

ENT

「△」キーで設定チャネルを選択し，「ENT」キーを押し
ます。

PRINT

ENT

「△」キーで「」から「」に切り替え，「ENT」キーを押します。
「ENT」キーを押します。設定完了です。

ENT

ユーザモードに戻る場合は，「MENU」キーを 3 秒以上押し続けます。
PRINT

ENT

各チャネルの設定を繰り返します。
PRINT

ENT

ENT

［注 意］
レンジの設定でスキップを選択したチャネルを ON 設定すると，「＊」で印字されます。

―65―

(5)

(タグ)

[設定例] 1 チャネルに「ABCD」を設定する。
表示

操作キー

操作説明

ESC

MENU

3秒

PRINT

ENT

「MENU」キーを 3 秒以上押し続け，セットアップモードに入ります。「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。
PRINT

ENT「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。

PRINT

ENT

「△」キーで設定チャネルを選択し，「ENT」キーを押し
ます。

PRINT

(1 文字目の設定)

FEED

1 文字目に「
択し，「ENT」を設定します。「△」キーでコードを選」キーで桁移動します。「ENT」キーを押しま

す。
PRINT

(2 文字目の設定)

ENT

PRINT

(3 文字目の設定)

FEED

ENT

PRINT

(5 文字目の設定)

2～4 文字目を同様に設定します。

FEED

ENT

PRINT

(4 文字目の設定)

FEED

FEED

5 文字目に「」を設定し，「ENT」キーを押します。

ENT

ENT

「ENT」キーを押します。設定完了です。
ユーザモードに戻る場合は，「MENU」キーを 3 秒以上押し続けます。

［注 意］
タグ文字が 7 文字に満たない場合は，最後の文字の次にコード「「文字コード表」(58 頁)を参照してください。

―66―」を設定します。

(6)(コメント文字)[設定例] コメント 1(
表示)に「ON」を設定する。
操作キー

操作説明

ESC

MENU

3秒

PRINT

ENT

PRINT

ENT

「MENU」キーを 3 秒以上押し続け，セットアップモードに入ります。「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。
「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押しま

す。
PRINT

「△」キーでコメント番号を選択します。「

ENT

」を表

示させ，「ENT」キーを押します。
PRINT(1 文字目の設定)」を設定します。「△」キーでコードを選」キーで桁移動します。「ENT」キーを押します。
2 文字目に「FEED」を設定します。1 文字目の設定と同様の操作をします。

ENT

PRINT

(3 文字目の設定)

択し，「

ENT

PRINT

(2 文字目の設定)

1 文字目に「FEED

3 文字目に「FEED」を設定します。1 文字目の設定と同様の操作をします。

ENT(9 文字目の設定)

16 文字まである場合は，16 文字目までを同様に設定(10 文字目の設定)します。

(11 文字目の設定)(16 文字目の設定)「ENT」キーを押します。設定完了です。

ENT

ユーザモードに戻る場合は，「MENU」キーを 3 秒以上押し続けます。

［注 意］① タグ文字が 16 文字に満たない場合は，最後の文字の次にコード「」を設定します。

「文字コード表」(58 頁)を参照してください。
② DI 機能(オプション: RE6)が付加されていない場合，コメント印字の設定は機能しません。
設定を行わないでください。
③ い。
⚫

―67―

7.2 さらに使いやすくするために(エンジニアリングモードの設定)

警 告
データキャリブレーションされる場合，本書 9.5 項に記載の機器を接続し，正しい操作で校正を行ってください。そして，電気，制御関係の知識を持った作業者が，本書 7.2項と 9.5項を熟読された上で,データキャ
リブレーションを行ってください。
(注意事項に反した校正により，生じた損害については，当社は責任と保証を負いかねます。)

エンジニアリングモードに入るためのキー操作方法「MENU」キーを 3 秒以上押し，セットアップモードに入ります。「△」キーで「」を選択し，「ENT」
キーを押します。「0000」の画面になりますので，「△」キーで数値変更，「 」キーで桁移動し，パス
ワード「2222」を入力して「ENT」キーを押します。画面に「」が点滅表示されますので「ENT」
キーを押すとリセット後，エンジニアリングモードに入ります。

ここでは，以下の項目の設定方法について説明してあります。以下にエンジニアリングモードのディスプレ
イマップを記載します。操作は，△キーで設定項目を選択し，必要な設定を行います。
7.2.1 警報ヒステリシス
設定

ON/OFF
ヒステリシス幅を設定
ヒステリシス幅を解除

7.2.2 バーンアウト ON/OFF
設定

チャネル

ON/OFF
バーンアウトを設定
バーンアウトを解除

7.2.3 チャネルオフセット
設定

チャネル

OFFSET
オフセット値

7.2.4 基準接点補償方法
設定

チャネル

機能
内部補償
外部補償
外部チャネル入力補償―68―

7.2.5 打点色の変更
設定

チャネル

COLOR
紫色
赤色
緑色
青色
茶色
黒色

7.2.6 記録に関する設定
設定

機能
記録スタート／ストップの INT／EXT 切り替え
チャネル／タグ印字の切り替え
警報印字の ON／OFF
定刻印字の ON／OFF
スケール印字の ON／OFF
記録開始／終了印字の OFF／同期印字／非同期印字

7.2.7 通信機能の設定
設定

通信機能の設定

プロトコルの選択
ローカルアドレスの設定
通信速度設定データ長の設定
パリティビットの設定
ストップビットの設定

7.2.8 セットアップデータの初期化
設定

YES/NO

セットアップモードの初期化
工場出荷時の校正値へ戻す
7.2.9 DI 機能
設定

DI No.

機能

機能なし
記録 RUN／STOP
記録紙送り速度切り替え
コメント 1 の印字(同期)コメント 2 の印字(同期)コメント 3 の印字(同期)）マニュアルプリント(同期)
日付時刻印字(同期)コメント 1 の印字(非同期)
コメント 2 の印字(非同期)
コメント 3 の印字(非同期)マニュアルプリント(非同期)
日付時刻印字(非同期)⚫

7.2.10 温度単位の選択
設定

温度単位

セ氏単位
カ氏単位
―69―

7.2.11 ポイントキャリブレーション
設定

機能
ゼロ点調整
スパン点調整左右移動時のヒステリシス(工場設定項目)
リボンセレクト調整(工場設定項目)

7.2.12 データキャリブレーション
設定

機能
電圧調整
測温抵抗体調整
内部基準接点補償の調整

7.3 エンジニアリングモードの終了
設定

機能
設定値の保存
設定値の解除

スパ

［注
意］
ン点調整
終了時に設定「」を選び「」せずに，電源を切ると設定が無効となります。
「」の操作は 7.3 項（85 頁）を参照してください。
左右移動時のヒ
表 7.3 エンジニアリングモードの初期設定値
ステリシス（工設定項目
場設定項目）★警報ヒステリシス
ON(0.5%)★バーンアウト(全チャネル)
リボ★チャネルオフセット(全チャネル)
ンセレクト調整★RJC(全チャネル)（工場設定項★打点色(1～6Ch)
目★REC 記録
RUN/STOP トリガ
Ch/TAG 印字
警報印字
定刻印字
定刻印字起動間隔
定刻印字基準時刻
定刻スケール印字
定刻印字 同期/非同期
記録開始／終了印字★COM(通信)
プロトコル
アドレス
通信速度
データ長
パリティビット
ストップビットOFF★DI 機能(1～3Ch)

OFF

★温度単位

セ氏単位

初期設定

備考

0.0
内部補償 INT
紫(1)，赤(2)，緑(3)，青(4)，茶(5)，黒(6)
INT
Ch
OFF
ON
6H
00:00
OFF
SYNC(同期)
OFF
オリジナル
01
9600
8bit
なし
1bit

―70―

｢REC｣ｷｰで操作7.2.1 警報ヒステリシス
警報発生時の値と警報復帰時の値に 0.5%のﾋｽﾃﾘｼｽを設けることができます｡(全警報共通)[設定例] 警報ヒステリシスを OFF にする。
表示

操作キー

操作説明

ENT

PRINT

エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作方法を参照して下さい。)「△」キーで「

ENT

」を選択

し，「ENT」キーを押します。
PRINT「△」キーで「

ENT」を選択し，「ENT」キーを押します。

7.2.2 バーンアウト ON／OFF
バーンアウト(スパン方向振り切れ)設定をチャネル毎に設定できます。
[設定例] 4 チャネルにバーンアウトを設定する。
表示

操作キー

操作説明

エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作

ENT

方法を参照して下さい。)「△」キーで「
PRINT」を選択し，

ENT「ENT」キーを押します。
PRINT

ENT

「△」キーで「

PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。

」を選択し，「ENT」キーを押します。

7.2.3 チャネルオフセット
チャネルオフセットの設定は測定レンジに対して足す値を設定します。
入力可能値は「-19999～99999」[設定例] 3 チャネルに足す値(3.0)を設定する。
表示

操作キー

操作説明

エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作

ENT

方法を参照して下さい。)「△」キーで「
PRINT

」を選択

ENT

し，「ENT」キーを押します。
PRINT

ENT

PRINT

FEED

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。

「△」キーで符号，数値変更または小数点移動し ，「」キーで桁移動させ，数値が決定したら，「ENT」

キーを押します。

―71―

7.2.4 基準接点補償方法
熱電対入力時，基準接点(記録計入力端子)を 0 に補償を行う方法を設定します。
補償の方法は以下の 3 つの補償方法があります。
⚫

記録計に内蔵している感温素子による補償(INT: 内部補償)⚫

外部にて基準接点補償後，記録計に入力する方法(EXT: 外部補償)， 外部基準接点補償電圧は，「-19999～19999μV」までの入力が可能です。

⚫

外部の熱電対接続箱端子温度を記録計の 1 入力に接続して，他チャネルの入力で補償を行う方法(CH: チャネル入力補償)

本器の出荷時は内部補償(INT)に設定されています。
[設定例] 6 チャネルに外部基準接点補償電圧 391μV を設定する｡(熱電対 T 入力，外部 10 で補償されている例です｡T 熱電対 10 での起電力 391μV を入力します｡)
表示

操作キー

エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作

ENT
PRINT

操作説明

ENT

方法を参照して下さい。)「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。
PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。

PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。

PRINT

FEED

「△」キー，数値変更，「」キーで桁移動させ，数値が決定したら，「ENT」キーを押します。

ENT

設定完了です。チャネルの設定に戻ります。

[設定例] 6 チャネルの基準接点補償を 1 チャネルで入力する｡
表示

操作キー

エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作

ENT
PRINT

操作説明

ENT

方法を参照して下さい。)「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。
PRINT

ENT

「△」キーで「

PRINT

ENT

「△」キーで「

PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。

」を選択し，「ENT」キーを押します。

」を選択し，「ENT」キーを押します。

設定完了です。チャネルの設定に戻ります。

―72―

7.2.5 打点色の変更
チャネル毎に打点色を変更できます。
[設定例] 1 チャネルの打点色を黒色に設定します。
表示

操作キー

操作説明

エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作

ENT
PRINT

方法を参照して下さい。)「△」キーで「

ENT

」を選択

し，「ENT」キーを押します。
PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。

PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。

PRINT

FEED

設定完了です。打点色設定画面に戻ります。

ENT

7.2.6 記録に関する設定
記録スタート／ストップのトリガの設定，チャネル／タグ印字の切り替え，警報印字の ON／OFF，定刻印
字の ON／OFF，スケール印字の ON／OFF，記録開始／終了印字等が設定できます｡(1) 記録スタート／ストップのトリガ設定
記録スタート／ストップのトリガを｢REC｣キーにするか，DI にするかを設定します｡[設定例] 記録スタート／ストップのトリガを DI に設定する｡
表示

操作キー

エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作

ENT
PRINT

操作説明

ENT

方法を参照して下さい。)「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。
PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押しま

す。
PRINT

ENT

「△」キーで「

PRINT

FEED

設定完了です。記録スタート／ストップの設定画面にENT」を選択し，「ENT」キーを押します。

戻ります。

［注 意］
初期値は，「」 (REC キー)です。
設定例のように，記録スタート／ストップのトリガを「」 [外部 (DI 端子)]に設定した場合，DI 機能の
RUN／STOP「」(RCD)を選択してください。[DI 機能 (P.79, 80)参照]
REC キーは動作しません。

―73―

(2) チャネル／タグの切り替え
定刻印字，マニュアルプリントの際，タグを印字するかチャネルナンバを印字するかを設定します。
[設定例] タグを印字させる。
表示

操作キー

エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作

ENT
PRINT

操作説明

ENT

方法を参照して下さい。)「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。
PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。

PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。

設定完了です。チャネル／タグ設定画面に戻ります。

(3) 警報印字の ON／OFF
警報印字の ON／OFF を設定します｡
ON1 は発生印字と復帰印字，ON2 は発生印字のみを設定します｡[設定例] 警報発生印字，警報復帰印字の両方を設定する。
表示

操作キー

エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作

ENT
PRINT

操作説明

ENT

方法を参照して下さい。)「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。
PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押しま

す。
PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。

設定完了です。警報印字の設定画面に戻ります。

―74―

(4) 定刻印字の ON／OFF
定刻印字の ON／OFF を設定します。
定刻印字 ON の場合は印字開始時刻と印字のインターバルを設定します。
設定

印字開始時刻ON/OFF

インターバル

同期/非同期[設定例] 定刻印字を毎日 18 時 00 分，アナログ記録に同期して印字する。
表示

操作キー

エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作

ENT
PRINT

操作説明

ENT

方法を参照して下さい。)「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。
PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。

（印字開始時刻）

PRINT

ENT

「△」キーで「

PRINT

FEED

「△」キーで数値変更，「」キーで桁移動し，時刻を設定したら，「ENT」キーを押します。

ENT

PRINT

」を選択し，「ENT」キーを押します。

ENT「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。

(10min，15min，20min，30min，1H，2H，3H，4H，（インターバル）

6H，8H，12H，24H の中から選択)
PRINT（定刻印字の同期／非同期切替え）

ENT「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押しま

す。
: 同期
: 非同期
設定完了です。定刻印字の設定画面に戻ります。

―75―

(5) スケール印字の ON／OFF
定刻印字でスケール印字を行う／行わないの設定をします。
[設定例] スケール印字を OFF にする。
表示

操作キー

エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作

ENT
PRINT

操作説明

ENT

方法を参照して下さい。)「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。
PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押しま

す。
PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。

設定完了です。スケール印字の設定画面に戻ります。

(6) 記録開始／終了印字
記録動作を開始／終了した時，開始時刻／終了時刻を，記録紙上に印字します。
[設定例] 記録開始印字を記録紙送り速度で印字する。
表示

操作キー

操作説明

エンジニアリングモードに入ります。(68 頁キー操作方

ENT法を参照してください。)「△」キーで「
PRINT

ENT

PRINT

ENT

」を選択し，「ENT」キーを押します。

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押しま

す。

PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。

設定完了です。記録開始／終了印字の設定画面に戻
ります。

―76―

選択項目
: 記録開始／終了印字 OFF
記録開始／終了印字を行いません。
: 記録開始／終了印字 同期印字
記録開始印字を記録紙送り速度で印字します。
ただし，記録終了印字は記録紙送り速度に関わらず強制的に印字します。
: 記録開始／終了印字 非同期印字
記録開始／終了印字を記録紙送り速度に関わらず強制的に印字します。
記録開始印字について
記録停止状態から「REC」キーを押して記録状態にしてください。
記録開始時刻を印字します。記録開始／終了印字 OFF に時は印字しません。
記録終了印字について記録状態から「REC」キーを 3 秒以上押して記録停止状態にしてください。
記録終了時刻を印字します。記録開始／終了印字 OFF に時は印字しません。
DI 機能について
DI 機能に，RUN／STOP を割付けた場合，「REC」キーを押しても記録開始／終了印字を行いません。
外部 (DI 端子)より，記録の RUN／STOP 操作を行ってください。
印字サンプル
記録終了印字(例) 2006. 5.10 20:00

May.10.06 20:00End

記録開始印字(例) 2006. 5.10 19:00

May.10.06 19:00Start―77―

7.2.7 通信機能の設定
プロトコル，ローカルアドレス，通信速度，データ長，パリティビット，ストップビットを設定します。
通信の詳細については 8 章「通信」を参照してください。
[設定例] オリジナルプロトコル，ローカルアドレス: 02，通信速度: 1200bps，データ長: 7 ビット，パリティ
ビット: 偶数，ストップビット: 2 ビット．と設定する。
表示

操作キー

操作説明

エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作

ENT
PRINT

方法を参照して下さい。)「△」キーで「

ENT」を選択し，「ENT」キーを押します。
PRINT「△」キーで「

ENT」を表示させ、「ENT」キーを押します。（オリジナル、MODBUS-RTU から選択）（プロトコル）PRINT「△」キーで「ENTす。(（ローカルアドレス）
PRINT」を選択し，「ENT」キーを押しま～の中から選択)「△」キーで「

ENT」を選択し，「ENT」キーを押します。

(1200，2400，4800，9600，19200，38400 から選択)（通信速度）
PRINT「△」キーで「

ENT」を選択し，「ENT」キーを押します。

(7bit，8bit から選択)（データ長）
PRINT「△」キーで「

ENT」を選択し，「ENT」キーを押します。

(EVEN，ODD，NONE から選択)（パリティビット）
PRINT「△」キーで「

ENT」を選択し，「ENT」キーを押します。

(1bit，2bit から選択)（ストップビット）

設定完了です。通信機能の設定画面に戻ります。

7.2.8 セットアップデータおよび校正データの初期化「」を選択すると、校正データは初期化されず、セットアップモードの設定が全て初期化されます。

「」を選択すると、校正データが工場出荷時の状態に戻ります。なお、セットアップモードの設定は初期化されません。操作は十分に注意して行ってください。
[設定例] セットアップデータを初期化する。
表示

操作キー

エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作

ENT
PRINT

操作説明

ENT

方法を参照して下さい。)「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。
PRINT

ENT

「△」キーで「初期化完了です。

―78―」を選択し，「ENT」キーを押します。

7.2.9 DI 機能
3 つの DI に機能を割り付けます。DI 機能は以下の 12 種類があります。
⚫ 機能無し:⚫ RUN／STOP のトリガ機能:(ON: RUN，OFF: STOP）⚫ 記録紙送り速度切り替え:(ON: Spd-1，OFF: Spd-2)⚫ コメント印字(同期)1～3:,,(ON 立上り: 開始)⚫ マニュアルプリント(同期):(ON 立上り: 開始)⚫ 日付時刻印字(同期):(ON 立上り: 開始)⚫ コメント印字(非同期)1～3:,,(ON 立上り: 開始)⚫ マニュアルプリント(非同期):(ON 立上り: 開始)⚫ 日付時刻印字(非同期):(ON 立上り: 開始)

DI 動作説明DI 端子 D1，D2，D3，の 3 つの端子と COM 端子間を短絡することにより，下記の動作を行なうことが出来
ます。

設定方法
①RUN／STOP「RCD」

記録の RUN／STOP を外部(DI 端子)より操作します。DI 端子と COM 端子を短絡(ON)した立ち上がり
エッジにより記録スタート。開放(OFF)立下りエッジにより記録ストップします。
②記録紙送り速度切り替え「SPEED」

記録紙の送り速度を外部(DI 端子)より 2 段階に切り替え操作出来ます。7.1.4 項の「記録紙送り速度の設定」を参照下さい。記録紙の送り速度は DI 端子と COM 端子を短絡(ON)した立ち上がりエッジで第 1
記録紙送り速度。開放(OFF)立下りエッジにより第 2 記録紙送り速度を選択します。
③コメント印字(同期),,「CMNT1～3」

記録紙にあらかじめ設定されたコメント(コメント 1, 2, 3 の内容)を印字します。7.1.7 項の「その他の機能設定」の⑥コメント文字を参照下さい。印字は設定された内容の記録紙送り速度で印字されます。記録
紙送り速度(送り速度が遅すぎるなどの場合)によっては，印字されない場合があります。7.1.4 項の「記録紙送り速度の設定」参照下さい。
DI 端子と COM 端子を短絡(ON)した立ち上がりエッジで印字を開始します。
コメントは打点式で 16 字，ペン式で 12 字まで印字設定可能です。
④マニュアルプリント(同期)「MAN-P」

記録紙にチャンネルの瞬時値と日時を印字します。印字されるチャンネルはセットアップモードのデジタ
ルプリント印字 ON・OFF によって決まります。7.1.7 項の「その他の機能設定」の④デジタル印字を参照下さい。印字は設定された内容の記録紙送り速度で印字されます。
DI 端子と COM 端子を短絡(ON)した立ち上がりエッジで印字を開始します。
⑤日付時刻印字(同期)「Tim-P」

記録紙に現在の日時を印字します。印字は設定された内容の記録紙送り速度で印字されます。DI 端子と COM 端子を短絡(ON)した立ち上がりエッジで印字を開始します。

―79―

⑥コメント印字(非同期),,「ACMT1～3」

記録紙にあらかじめ設定されたコメント(コメント 1, 2, 3 の内容)を印字します。7.1.7 項の「その他の機能設定」の⑥コメント文字を参照下さい。印字は設定された記録紙送り速度に関わらず強制的に印字されます。印字中は測定値の記録は行ないません。
DI 端子と COM 端子を短絡(ON)した立ち上がりエッジで印字を開始します。
コメントは打点式で 16 字，ペン式で 12 字まで印字設定可能です。
⑦マニュアルプリント(非同期)「AMAN．P」

記録紙にチャンネルの瞬時値と日時を印字します。印字されるチャンネルはセットアップモードのデジタ
ルプリント印字 ON・OFF によって決まります。7.1.7 項の「その他の機能設定」の④デジタル印字を参照下さい。印字は設定された記録紙送り速度に関わらず強制的に印字されます。印字中は測定値の記録
は行ないません。
DI 端子と COM 端子を短絡(ON)した立ち上がりエッジで印字を開始します。
⑧日付時刻印字(非同期)「Atim．P」

記録紙に現在の日時を印字します。印字は設定された記録紙送り速度に関わらず強制的に印字されます。印字中は測定値の記録は行ないません。
DI 端子と COM 端子を短絡(ON)した立ち上がりエッジで印字を開始します。
＊記録 RUN／STOP を利用する時の注意点
記録の RUN／STOP を外部 (DI 端子)より操作する場合は，①RUN／STOP の他，(1) 記録スタート／
ストップのトリガ設定を「」 [外部 (DI 端子)]に設定してください。[記録スタート／ストップのトリガ設
定 (73 頁)参照]＊コメント印字，マニュアルプリント，日付時刻印字の優先順位やバッファの動作は，6.3.3 項「印字サンプル」，6.4 項「ディジタル印字をする」を参照してください。
[設定例] DI の 3 にコメント印字 3 を設定する。
表示

操作キー

エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作

ENT
PRINT

操作説明

ENT

方法を参照して下さい。)「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。
PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。

PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。
設定完了です。DI3 の機能設定画面に戻ります。

［注 意］① DI 同期印字はストップの状態で印字しませんが，DI 非同期印字は，ストップの状態でも印字を行います。
② DI 機能(オプション: RE6)が指定されていない場合は，必ず「OFF」に設定してください。

―80―

7.2.10

温度単位の選択

温度の単位を変更できます。
[設定例] 温度単位を (カ氏単位)に設定する。
表示

操作キー

エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作

ENT
PRINT

操作説明

ENT

方法を参照して下さい。)「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。
PRINT

ENT

「△」キーで「 」を選択し，「ENT」キーを押します。

設定完了です。温度単位の選択画面に戻ります。

―81―

7.2.11

ポイントキャリブレーション

打点位置の校正を行います。
: ゼロ点位置の校正: スパン点位置の校正

［注 意］
，

は工場設定項目です。設定値の変更は行わないでください。

[設定例] ゼロ点の校正を行う。
表示

操作キー

エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作

ENT
PRINT

操作説明

ENT

方法を参照して下さい。)「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。
PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押しま

す。
PRINT

FEED

記録紙送りと打点を開始しますので，記録紙の 0mmの位置と打点の位置を「△」キー(左移動)と「

ENT

」キー

(右移動)で合わせた後，「ENT」キーを押します。画面には，設定されたカウンタ値が表示されます。
設定完了です。ゼロ点の校正画面に戻ります。

[設定例] スパン点の校正を行う。
表示

操作キー

エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作

ENT
PRINT

操作説明

ENT

方法を参照して下さい。)「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。
PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押しま

す。
PRINT

ENT

記録紙送りと打点を開始しますので，記録紙の 100mmの位置と打点の位置を「△」キー(左移動)と「」キー(右移動)で合わせた後，「ENT」キーを押します。画面には，設定されたカウンタ値が表示されます。
設定完了です。スパン点の校正画面に戻ります。

―82―

7.2.12

データキャリブレーション

電圧校正，測温抵抗体校正，基準接点補償の校正を行います。
: 電圧校正: 測温抵抗体校正: 基準接点補償の校正［注 意］
・ 本機器は精密に校正されています。指示値が異常な場合はまず設定内容を再確認してください。
[設定例] 1 チャネルで電圧校正を行う。
表示

操作キー

操作説明

エンジニアリングモードに入ります｡(68 頁「キー操作方

ENT法を参照して下さい｡)｢△｣キーで｢
PRINT

ENT

PRINT

ENT

PRINT

ENT

｣を選択し，｢ENT｣ｷｰを押します｡｢△｣キーで｢｣を選択し，｢ENT｣キーを押します｡

mV 発生器等，校正用測定器をつないだチャネルを選択し，｢ENT｣キーを押します｡
0mV を入力し，30 秒待って ALM ランプが消灯していENTることを確認し，｢ENT｣キーを押します｡
15mV を入力し，10 秒待って ALM ランプが消灯していENTることを確認し，｢ENT｣キーを押します｡
25mV を入力し，10 秒待って ALM ランプが消灯していENTることを確認し，｢ENT｣キーを押します｡
35mV を入力し，10 秒待って ALM ランプが消灯していENTることを確認し，｢ENT｣キーを押します｡
55mV を入力し，10 秒待って ALM ランプが消灯していENTることを確認し，｢ENT｣キーを押します｡
200mV を入力し，10 秒待って ALM ランプが消灯してENTいることを確認し，｢ENT｣キーを押します
1V を入力し，10 秒待って ALM ランプが消灯しているENTことを確認し，｢ENT｣キーを押します｡
5V を入力し，10 秒待って ALM ランプが消灯しているENTことを確認し，｢ENT｣キーを押します｡
10V を入力し，10 秒待って ALM ランプが消灯しているENTことを確認し，｢ENT｣キーを押します｡
今行った校正に間違いがなければ，｢
PRINT

ENT

正しくなければ｢｢ENT｣キーを押します｡［注 意］
電圧校正は任意の代表 1 チャネルで校正を行ってください。

―83―

｣を

｣を｢△｣キーで選択して，

[設定例] 2 チャネルで測温抵抗体校正を行う。
表示

操作キー

操作説明

エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作

ENT
PRINT

方法を参照して下さい。)「△」キーで「

ENT

」を選

択し，「ENT」キーを押します。
PRINT

ENT

PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。

ダイアル抵抗器等，校正用測定器をつないだチャネルを選択し，「ENT」キーを押します。
100 を入力し，10 秒待ってＡＬＭランプが消灯していENTることを確認し，「ENT」キーを押します。
150 を入力し，10 秒待ってＡＬＭランプが消灯していENTることを確認し，「ENT」キーを押します。
300 を入力し，10 秒待ってＡＬＭランプが消灯していENTることを確認し，「ENT」キーを押します。
PRINT

今行った校正に間違いがなければ，「ENT

正しくなければ「」を」を「△」キーで選択して，「ENT」キーを押します。

［注 意］
RTD の校正はすべてのチャネルで行ってください。校正チャネル以外は入力端子を短絡して行ってくださ
い。

［注 意］
校正中の ALM ランプは下記状態を指示します。
①消灯の時
校正範囲内です。

③点灯の時
入力範囲外です。
接続，入力値を確認してください。

②点滅の時
入力判別中です。

CH.No

CH.No

CH.No

はランプ消灯状態を表し，はランプ点灯状態を表します。

・ 入力範囲外の状態で校正を進めると、その状態で校正が確定され、測定モード戻り時に（電圧）、（測温抵抗体）が表示されます。その場合、再度校正を行うか、7.2.8 項の「校正値の初期化」を使用し、校正値を出荷時の状態に戻してください。

―84―

[設定例] 1 チャネルの端子温度を設定します。
表示

操作キー

操作説明

エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作

ENT
PRINT

方法を参照して下さい。)「△」キーで「

ENT

」を選

択し，「ENT」キーを押します。
PRINT

ENT

PRINT

ENT

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。

設定するチャネルを選択します。

現在の端子温度を測定，表示します。「ENT」キーを押ENT

すと温度入力画面になります。
PRINT「△」キーで数値変更，「FEED」キーで桁移動し，正しい端子温度を入力し，「ENT」キーを押します。詳しい校正

ENT

方法は 9.5 項「基準接点補償の校正」を参照してください。(102 頁参照)
PRINT

今行った校正に間違いがなければ，「ENT

正しくなければ「」を」を「△」キーで選択して，「ENT」キーを押します。

［注 意］
端子温度校正は 1～3 チャネルと 4～6 チャネル別々に校正します。
1～3 チャネルで代表 1 チャネル，4～6 チャネルで代表 1 チャネルの校正を行ってください。

7.3 エンジニアリングモードの終了[設定例] 設定データを保存します。
表示

操作キー

PRINT

ENT

ENT

操作説明

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。

「△」キーで「」を選択し，「ENT」キーを押します。エンジニアリングモードの設定が保存されました。
新しい設定で記録動作を開始します。

［注 意］
終了時に設定「」を選び「」せずに，電源を切ると設定が無効となります。
「」を選択すると設定は無効になり，元の設定で記録動作を開始します。

―85―

8章
8.1 概要8.1.1 機能概要
本機器の通信機能では① 測定値の出力測定値､警報状態等② 設定値の出力
レンジ、記録紙送り速度等セットアップデータの読み込み③ 設定値の入力
レンジ、記録紙送り速度等セットアップデータの書き込み④ 記録計の通信制御(一部分)
印字､記録の開始/終了､表示の切換等が可能です｡②～④の機能については別冊の通信コマンド解説書(別売)を参照願います｡
8.1.2 伝送仕様
(1) 通信方式：調歩同期式、半２重通信(2) 接続形態：１対１（RS-232C） １対Ｎ（RS-485） Ｎ＝１～３２(3) プロトコル：オリジナル、MODBUS RTU より選択

(4) 通信速度：１２００，２４００，４８００，９６００、１９２００、３８４００ｂｐｓより選択(5) スタートビット：１ビット(6) ストップビット：１，２ビットより選択(7) パリティ：偶数，奇数，なし，より選択(8) データ長：７，８ビットより選択(MODBUS RTU は８ビット固定）

―86―

通信

8.2 オリジナルプロトコル
8.2.1 データの構成(1) キャラクタ構成
調歩同期式通信で１データ（ｂｙｔｅ）送信するためには以下のキャラクタ構成となります。
スタートビット（１）＋データビット（７ｏｒ８）＋パリティビット（１）＋ストップビット（１ｏｒ２）(2) データフォーマット
通信データは、複数キャラクタにターミネータといわれるデータ終端文字を付加した形で送信されます。記録計はこのターミネータを受信すると通信データの解析を開始します。

Ａ

Ｂ

Ｃ

ＣＲ ＬＦ
ターミネータ１キャラクタ(3) 誤り検出
記録計は、ノイズやハードウエア故障により信号異常となったデータを受信した場合、パリティエラー・フ
レーミングエラー等を検出し、そのデータを無視します。そのデータが正規のデータフォーマットで送られていないと判断し、データフォーマットエラーとします。受信機能では、そのコマンドは実行されず、送信機能では無応答となります。
データフォーマットエラーの状態はＥＳＣ Ｓコマンド（後述）にて確認できます。
(4) 制御ｺｰﾄﾞＥＳＣ：１Ｂ ＨＥＸ（１６進数）
回線オープン、クローズ等のエスケープシーケンスに使用されるコードです。このコードをテキストデータの一部として扱うことはできません。

ＣＲ：０Ｄ ＨＥＸ（１６進数）
ＬＦデータとテキストデータの最後に付加するデータです。このコードをテキストデータの一部として扱うことはできません。

ＬＦ：０Ａ ＨＥＸ（１６進数）
ＣＲデータとテキストデータの最後に付加するデータです。このコードをテキストデータの一部として扱うことはできません。

8.2.2 回線のオープン、クローズ
記録計と通信するためには、上位コンピュータと対象の記録計との接続を確立しなければなりません。１対Ｎ通信の場合には特に、どの記録計に電文を送信するのかを各記録計に知らせておく必要があります。また、回線のオープンを複数の記録計に送った場合、記録計の発信機能を使用すると回線オープンのコマンドを受け取った記録計がすべて発信してしまうので正常なデータを受け取れなくなります。

―87―1）オープンコマンド（ＥＳＣ）Ｏ＿０１（ＣＲ）（ＬＦ）
アドレス（０１～３２）
スペース（２０ＨＥＸ）
上位コンピュータは記録計と通信するために、このコマンドを発行し、発行したことを記憶しておく必要があります。

2）クローズコマンド（ＥＳＣ）Ｃ＿０１（ＣＲ）（ＬＦ）
アドレス（０１～３２）
スペース（２０ＨＥＸ）
上位コンピュータはオープンコマンドが発行された記録計以外の記録計にデータを送信したい場合には、オープンコマンドが発行された記録計にこのコマンドを発行しなければなりません。
8.2.3 測定値のデータ出力
1）測定値データ出力指定
ＴＳ０（ＣＲ）（ＬＦ）

記録計は、このコマンドを一度受信すると、（ESC）Ｔコマンドを受信したときには、送信バッファに測定値データを移します。

2） データの更新（ＥＳＣ）Ｔ（ＣＲ）（ＬＦ）

記録計は、このコマンドを受信すると、送信バッファに最新の測定値データを移します。

3） 測定値データ出力順序指定（バイナリモード出力時）
ＢＯ０（ＣＲ）（ＬＦ）

上位バイトから出力

ＢＯ１（ＣＲ）（ＬＦ）

下位バイトから出力指定のない場合は、下位バイトから出力します。

―88―4）データの出力
ＦＭ０，Ｓ＿ＣＨ，Ｅ＿ＣＨ（ＣＲ）（ＬＦ）

ＡＳＣＩＩモード出力指定

ＦＭ１，Ｓ＿ＣＨ，Ｅ＿ＣＨ（ＣＲ）（ＬＦ）

バイナリモード出力指定

Ｓ＿ＣＨ ：出力スタートチャネル；０１～０６
Ｅ＿ＣＨ ：出力エンドチャネル；０１～０６※ １チャネルのみの場合は（Ｓ＿ＣＨ）＝（Ｅ＿ＣＨ）で指定します。
例：） ＦＭ０，０１，０６（ＣＲ）（ＬＦ） ········· ＡＳＣＩＩ，１～６チャネル出力5）測定値データ送信フォーマット（ASCII）
ＤＡＴＥ （ＹＹ） （ＭＭ） （ＤＤ） （ＣＲ） （ＬＦ）
年

月日

ＴＩＭＥ （ＨＨ） （ＭＭ） （ＳＳ） （ＣＲ） （ＬＦ）
時

分

日付

時刻

秒

（ＤＳ１）（ＤＳ２）（ALM１）（ALM２）（ALM３）（ALM４）（ＵＮＩＴ１～６）（ＣＨＮｏ．），（ＤＡＴＡ）（ＣＲ）（ＬＦ）①ＤＳ１：データ情報１（１ＢＹＴＥ）

Ｎ：ノーマル、Ｄ：差演算データ、Ｓ：和演算データ、Ｍ：平均演算データ
Ｒ：開平演算データ、Ｃ：デケード演算データ、
Ｓ：スキップ（データはすべてスペースとなります。）②ＤＳ２：データ情報２（１ＢＹＴＥ）

Ｅ：最終データ＿（スペース）：その他のデータ③ＡＬＭ１～４：警報情報（各１ＢＹＴＥ、計４ＢＹＴＥ）

Ｈ：上限警報、Ｌ：下限警報、＿（スペース）：警報ＯＦＦ、あるいは警報設定ＯＦＦ④ＵＮＩＴ１～６：（単位６ＢＹＴＥ）

設定した単位をコードで返送します。
（７ビットデータ送信の場合は上位１ビット欠けます。）⑤ＣＨＮｏ．

：チャネルＮｏ．（２ＢＹＴＥ）

０１～０６
⑥ＤＡＴＡ

：測定値データ

符号（１ＢＹＴＥ）：「＋」 ｏｒ 「－」データ仮数部（６ＢＹＴＥ）：０００００～９９９９９
データ指数部（４ＢＹＴＥ）：Ｅ（符号１ＢＹＴＥ）（乗数２ＢＹＴＥ）（例） ＋９９９９９Ｅ－０２―89―6）測定値データ送信フォーマット（バイナリ）
出力バイト数日付および時刻

測定データ１

測定データ６

出力バイト数（２ＢＹＴＥ）：５×ｎ（指定チャネル数）＋６① 日付、および時刻（６ＢＹＴＥ）：
年 月 日 時 分 秒
年：００Ｈ～６３Ｈ（２０００年は００Ｈ）
月：０１Ｈ～０ＣＨ
日：０１Ｈ～１ＦＨ
時：００Ｈ～１７Ｈ（２４時間方式）
分：００Ｈ～３ＢＨ
秒：００Ｈ～３ＢＨ② 測定データ（５ＢＹＴＥ）
ＣＨＮｏ．（１ＢＹＴＥ）：チャネルＮｏ．
０１Ｈ～０６Ｈ

Ａ１～Ａ４（２ＢＹＴＥ）：各警報レベルの発生している警報タイプ
１ ：上限警報
２ ：下限警報

０ ：警報発生ＯＦＦあるいは、警報設定ＯＦＦ（参考）ビット列
０

０

１

０

０

０

０

１

０

０

０

１

０

０

１

０

ＬＥＶＥＬ２ＨＬＥＶＥＬ１ＨＬＥＶＥＬ４Ｈ

ＬＥＶＥＬ３ＨＬＥＶＥＬ２ＬＬＥＶＥＬ１Ｌ

ＬＥＶＥＬ４Ｌ

ＬＥＶＥＬ４Ｌ

ＬＥＶＥＬｘＨ：警報レベルｘの上限警報ビット
ＬＥＶＥＬｘＬ：警報レベルｘの下限警報ビット
ＤＡＴＡ１、２（２ＢＹＴＥ）：測定値データ－３２０００～＋３２０００ （２バイトの１６進数データ）
ＢＯコマンドにより上位下位バイトの反転が可能です。ＳＫＩＰの場合は８０８０Ｈを出力します。

［注 意］
・ －３２０００～＋３２０００を超えるデータはオーバーフローとして､＋側オーバーフローは７Ｅ７ＥH､－側オーバーフローは８１８１H が出力されます｡(デケードチャネルを除く)
・ デケードチャネルのデータ出力は､ＢＯコマンドによらず上位１バイトが仮数(１０～９９)､下位１バイトは指数（－１９～＋１９）となります。小数点位置は１桁固定となります。

―90―

8.2.4 単位および小数点位置データの出力
1）単位および小数点位置データ出力の指定
ＴＳ２（ＣＲ）（ＬＦ）

記録計は、このコマンドを一度受信すると、（ＥＳＣ）Ｔコマンドを受信したときには、送信バッファに単位および小数点位置データを移します。

2）データの更新（ＥＳＣ）Ｔ（ＣＲ）（ＬＦ）

記録計は、このコマンドを受信すると、送信バッファに最新の単位および小数点位置データを移します。

3）データの出力
ＬＦ，Ｓ＿ＣＨ，Ｅ＿ＣＨ（ＣＲ）（ＬＦ）

Ｓ＿ＣＨ ：出力スタートチャネル；０１～０６
Ｅ＿ＣＨ ：出力エンドチャネル；０１～０６例：） ＬＦ，０１，０６（ＣＲ）（ＬＦ） ······ 1～6 チャネルの単位および小数点位置データ出力※１チャネルのみの場合は（Ｓ＿ＣＨ）＝（Ｅ＿ＣＨ）で指定します。

4）データフォーマット
（ＤＳ１）（ＤＳ２）（ＣＨＮｏ．）（ＵＮＩＴ１～６）（ＤＰ）① ＤＳ１：データ情報１（１ＢＹＴＥ）

Ｎ：ノーマル、Ｄ：差演算データ、Ｓ：和演算データ、Ｍ：平均演算データ
Ｒ：開平演算データ、Ｃ：デケード演算データ、Ｓ：スキップ（データはすべてスペースとなります。）

② ＤＳ２
Ｅ

：データ情報２（１ＢＹＴＥ）：最終データ＿（スペース）：その他のデータ③ ＣＨＮｏ．：チャネルＮｏ．（２ＢＹＴＥ）
０１～０６④ ＵＮＩＴ１～６：単位
設定した単位をコードで返送します。
（７ビットデータ送信の場合は上位１ビット欠けます。）―91―

（５） ＤＰ：小数点情報（１ＢＹＴＥ）

０～４

［注 意］
・ レンジ設定によってはディスプレイ表示の小数点位置と異なる場合があります。

8.2.5 ステータスの出力回線がオープンされている記録計は回線上でデータエラーが発生すると、内部ステータスエリアに通信
エラーとして登録します。このステータスの読み込みを行うのが（ＥＳＣ Ｓ）コマンドであり、このコマンドを発行すると発生しているエラーが解除されます。

1）ステータス出力指令
ＥＳＣ Ｓ（ＣＲ）（ＬＦ）

このコマンドを受け取ると、それまで受信したコマンドに対するステータスを出力します。

2）ステータス出力Ｅ

Ｒ

Ｘ

Ｘ ＣＲ ＬＦ

ＸＸ ：００～１９

表 8.1 ステータス出力表
ｽﾃｰﾀｽ要因
ｽﾃｰﾀｽ出力
ＥＲ ００ ＣＲＬＦ
ＥＲ ０１ ＣＲＬＦ
ＥＲ ０２ ＣＲＬＦ
ＥＲ ０３ ＣＲＬＦ
ＥＲ ０４ ＣＲＬＦ
ＥＲ ０５ ＣＲＬＦ
ＥＲ １６ ＣＲＬＦ
ＥＲ １７ ＣＲＬＦ
ＥＲ １８ ＣＲＬＦ
ＥＲ １９ ＣＲＬＦ

Ａ／Ｄ ＥＮＤ

ステータス要因
文法エラー

記録紙切れ

○
○
○

○
○
○

○
○

○

○
○
○
○

○：ステータスがＥＮＡＢＬＥになっている要因
Ａ／Ｄ ＥＮＤ：ＡＤ変換修了したときに発生します。

文法エラー：通信上のエラー、コマンドエラーのときに発生します。

記録紙切れ：記録紙切れを検出したときに発生します。（記録紙切れオプション装着時のみ）―92―

8.2.6 データ受信例

上位コンピュータ側
オープンコマンド回線オープン

送信を開始する記録計に対して送信してください。

測定値データ出力
指定コマンド（ＴＳ０）

測定値データ
出力準備

記録計に対して１回送信すれば以降送信する必要はありません。

測定値データ出力
順序指定（ＢＯ）バイナ

測定値データリモードのみ

出力順序決定データ更新コマンド（ESC Ｔ）

最新データ
準備
記録計に対して毎回送信してください。

データ出力要求コマンド（ＦＭ）

最新データ
送信クローズコマンド回線クローズ

他の記録計に対して送信する場
合に送信してください。

―93―8.3 MODBUS RTU プロトコル
MODBUS プロトコルは Modicon Inc.（AEG Schneider Automation International S.A.S）が PLC 用に開発した通信プロトコルで、プロトコル仕様書（PI-MBUS-300 Rev.J）に記載されています。MODBUS プロトコルの仕様に関しては同仕様書をご覧ください。
8.3.1 データの構成
スレーブ
アドレス
(1byte)ファンクション
コード(1byte)

データ
(可変)

CRC
(2byte)8.3.2 ファンクションコード
本機器で使用できるファンクションコードは次の通りです。
コード
０３Ｈ
０４Ｈ
０６Ｈ
１０H

機能
設定データの読み出し
入力データの読み出し
設定データの書き込み
設定データの連続書き込み最大データ長１２３ワード
１２３ワード
１ワード
１２３ワードMODBUS オリジナル機能（参考）保持レジスタの内容読み出し
入力レジスタの内容読み出し
保持レジスタの内容書き出し
保持レジスタの内容書き出し

8.3.3 エラー応答
各ファンクションコードの通信プロトコルに則り、コマンドを送信してエラーが発生した場合は、以下の固定フォーマットにてエラー応答を返します。

■ スレーブ応答例（ファンクションコード=０６Ｈのコマンドエラー=１０Ｈ 応答）
構成
スレーブアドレスファンクションコード +８０Ｈ

エラーコードエラーチェック
合計バイト数

データ長
１
１
１
２
５

データ
－
８６Ｈ
１０Ｈ
ＣＲＣ
－

■エラーコード、および発生条件
エラー
コード

内容

発生条件

０１Ｈ

ファンクションコード不良

対応外のファンクションコードが指定された場合。

０２Ｈ

レジスタに対するアドレス不良

０３Ｈ

レジスタの個数不良

相対アドレスの範囲が“９９９９”を超えている。
・アクセスするデータ長が“０”、または相対アドレス＋データ長さが範囲を超えている。
・エリアごとに実行可能なファンクションコードをまたいでいる。
・単発書込コマンドで長さが２ワード以上である。

０４Ｈ

デバイスエラー

１０Ｈ

コマンドエラー・データ長が１２３ワードを超えている。
受信データがデータ長さに満たなかった場合。
書込に対して、書き込み可能範囲を超えていた場合。
レコーダが記録中の時に、保持レジスタエリアに対して書き込みが行われた場合。

―94―

8.3.4 入力レジスタエリアの読出し
入力レジスタは読み取り専用エリアです。現在の測定値や現在時刻がマッピングされています。読み出すデータの開始アドレス(相対アドレス)とデータ数(１ワード=２バイト単位)を指定します。

ファンクションコード：０４Ｈ■ マスタ送信例（開始アドレス=００３２Ｈ、データ数=２ワード）構成
スレーブアドレスファンクションコード

データ

開始相対アドレス(上位)
開始相対アドレス(下位)
読み出しデータ数(上位)

読み出しデータ数(下位)エラーチェック
合計バイト数

データ長
１
１
１

データ
－
０４Ｈ
００Ｈ

１

３２Ｈ

１
１
２
８

００Ｈ
０２Ｈ
ＣＲＣ(１６ビット)■ スレーブ応答例（開始アドレス=００３２Ｈ、データ数=２の応答）
構成
スレーブアドレスファンクションコード

データ

データバイト数
データ１(上位)
データ１(下位)
データ２(上位)

データ２(下位)
エラーチェック
合計バイト数

データ長
１
１
１
１

データ
－
０４Ｈ
０４Ｈ
００Ｈ

１

０９Ｈ

１
１
２
９

００Ｈ
０ＡＨ
ＣＲＣ(１６ビット)―95―

【入力レジスタエリアマップ】ファンクションコード：０４Ｈ

アドレス
30001
30002
30003
30004
30005
30006
30007
30008
30009
30010
30011
30012
30013
30014
30015
30016
30017
30018
30019
30020
30021
30022
30023
30024
30025
30026
30027
30028
30029
30030
30031
30032
30033
30034
30035
30036
30037
30038
30039
30040
30041
30042
30043
30044
30045
30046
30047
30048
30049

相対
アドレス
(HEX)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
30

名称

配列

形式種類（1/8）
形式種類（2/8）
形式種類（3/8）
形式種類（4/8）
形式種類（5/8）
形式種類（6/8）
形式種類（7/8）
形式種類（8/8）
ソフトバージョン（1/16）
ソフトバージョン（2/16）
ソフトバージョン（3/16）
ソフトバージョン（4/16）
ソフトバージョン（5/16）
ソフトバージョン（6/16）
ソフトバージョン（7/16）
ソフトバージョン（8/16）
ソフトバージョン（9/16）
ソフトバージョン（10/16）
ソフトバージョン（11/16）
ソフトバージョン（12/16）
ソフトバージョン（13/16）
ソフトバージョン（14/16）
ソフトバージョン（15/16）
ソフトバージョン（16/16）
MODBUS マップバージョン
予備
予備
予備
予備
予備
予備
予備
予備
予備
予備
予備
予備
予備
予備
予備
予備
予備
予備
予備
予備
予備
予備
予備
予備

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3

―96―

内容

備考
ASCII

打点計 ："MULTI"
ペン計 ："PEN"
以降は空白

ASCII

システムのバージョン情報

バイナリ

アドレス
30050
30051
30052
30053
30054
30055
30056
30057
30058
30059
30060
30061
30062
30100

相対
アドレス
(HEX)
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
63

名称

配列

予備
年
月
日
時
分
秒
記録状態
チャート切れセンサ状態

0～99
1～12
1～31
0～24
0～59
0～59
0～1
0～1
0～1
0～1
0～1

マニュアルプリント印字状態

30101

リスト印字状態
Ｅリスト印字状態
予備
予備
64 チャネル状態

30102

65

30103

66

30104

67

30105

68

30106
30107
30108
30109
30110
30111
30112
30113
30114
30115
30116
30117
30118
30119
30120
30121
30122
30123
30124
30125
30126
30127
30128
30129
30130

69
6A 測定値（BIN）
6B
6C
6D
6E
6F
70 小数点位置
71
72
73
74
75
76 測定値（Float）
77
78
79
7A
7B
7C
7D
7E
7F
80
81

内容

CH01
CH02
CH03
CH04
CH05

備考

１秒ごと更新０：記録停止 １：記録中
０：チャートあり 1：チャートなし
０：印字停止 １：印字中
０：印字停止 １：印字中
０：印字停止 １：印字中ビット監視(詳細は下記)
00bit：
警報 1 1=発生 0=解除
01bit：
警報 2 1=発生 0=解除
02bit：
警報 3 1=発生 0=解除
03bit：
警報 4 1=発生 0=解除

CH06
CH01

-32000～32000

CH02
CH03
CH04
CH05
CH06
CH01
CH02
CH03
CH04
CH05
CH06

0～4

CH01

Float（上位 2 バイト）
Float（下位 2 バイト）

CH02
CH03
CH04
CH05
CH06

―97―

±32000 を超えるデータは、
マイナス側は 8181H、プラス側は
7E7EH となります。

アドレス
30131
30132
30133
30134
30135
30136
30137
30138
30139
30140
30141
30142
30143
30144
30145
30146
30147
30148
30149
30150
30151
30152
30153
30154
30155
・・・

相対
アドレス
(HEX)
82
83
84
85
86
87
88
89
8A
8B
8C
8D
8E
8F
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
9A
・・・

名称
単位(1/4)単位(2/4)単位(3/4)単位(4/4)単位(1/4)単位(2/4)単位(3/4)単位(4/4)単位(1/4)単位(2/4)単位(3/4)単位(4/4)単位(1/4)単位(2/4)単位(3/4)単位(4/4)単位(1/4)単位(2/4)単位(3/4)単位(4/4)単位(1/4)単位(2/4)単位(3/4)単位(4/4)
予備

配列

内容

備考
現在使用単位CH01

現在使用単位CH02

現在使用単位CH03

現在使用単位CH04

現在使用単位CH05

現在使用単位
CH06

8.3.5 保持レジスタエリアの読み書き
保持レジスタは読み書き対応エリアです。 パラメータ設定や、記録状態の開始・停止コマンド等がマッピングされています。保持レジスタの読込は、 読み出すデータの開始アドレス(相対アドレス)とデータ数(１ワード=２バイト単位)を指定します。書き込み時は開始アドレスとデータを指定します。詳細につきましては、別冊「ハイブリッド記録計 HR-700 シリーズ通信取扱説明書」を参照してください。

―98―

9章
本器を常に良好な状態でご使用頂くために，以下の保守を行ってください。

9.1 点

⚫

点検

⚫

清掃

⚫

消耗品の交換⚫

打点位置の調整⚫

校正

検定期的に動作状態を点検し，常に良好な状態でご使用ください。
異常な点があった場合は 10 章「トラブルシューティング」を参照してください。
◆記録は振り切れていないか。
◆記録状態は正常か。
・ 表示値と打点位置に大きな誤差はないか。
・ 打点記録に乱れはないか。
・ 打点，印字はかすれていないか。
・ 印字は正常か。
◆記録紙の送りは正常か。
・ 記録紙の折り畳まれ方は正常か。
・ 記録紙の送り穴にめくれや破れはないか。
・ 記録紙の送り速度は正常か。
◆異常音の発生はないか。

9.2 清

掃

本器はプラスチック部品を多く使用しています。清掃箇所の清掃は乾布を使用してください。

［注 意］
有機溶剤等は絶対に使用しないでください。

―99―

保守

9.3 消耗品の交換
本器を良好な状態に保つために下表に従った消耗部品の交換を推奨します。
項

品 名

品 番

交換周期

備 考

使用個数

1

記録紙

H－10100

33 日

20mm/h で使用した場合

1

2

リボンカセットWPSR188A000001A

3 か月

記録紙速度 20mm/h の場合

1

［注 意］
① リボンカセットはデータ等の印字を頻繁に行った場合，交換周期前でも記録が薄くなります。早めに交換してください。
② リボンカセットは購入後 1 年以内に使用してください。インク蒸発により，経時的に薄くなります。

9.4 打点位置の調整(ポイントキャリブレーション)
記録紙上の打点位置の調整を行います。記録精度維持のため，1 年毎の調整を推奨します。

調整方法
ご使用状態のまま，エンジニアリングモードのポイントキャリブレーション操作に従い調整を行ってください。
（7.2.11 項 82 頁参照）

9.5 校正(データキャリブレーション)
入力に対する測定値を校正します。測定精度維持のため，1 年毎の校正を推奨します。

［注 意］
電源投入後 30 分以上ウォームアップしてから校正を行ってください。

校正に必要な機器⚫

精密級電圧(電流)発生器(必要に応じて精度 0.02%以下のディジタルボルトメータを併用)⚫

精密級ダイアル抵抗器

―100―

(1)

電圧校正

電圧，電流，熱電対入力の場合に校正します。熱電対入力の場合は基準接点補償の校正も合わせて行ってください。
＋
◯

配線

－
◯

精密級電圧
（電流）発生器

＋
◯

＋
◯

－
◯

－
◯

ディジタルボルトメータ
HR-706
記録計入力端子エンジニアリングモードのデータキャリブレーション(電圧校正)に従い校正を行ってください｡(7.2.12 項 83 頁参照)

［注 意］
① 任意の代表 1 チャネルで校正します。
② 電流入力で入力端子台にシャント抵抗が付いている場合は抵抗を取り外して校正してください。

(2) 測温抵抗体の校正
配線
Ａ◯

精密級ダイアル
抵抗器

Ｂ◯

HR-706
記録計入力端子

Ｂ◯
エンジニアリングモードのデータキャリブレーション(測温抵抗体の校正)に従い校正を行ってください｡(7.2.12 項 83 頁参照)

［注 意］
各線の抵抗値のばらつきは 6m 以下にしてください。RTD の校正はすべてのチャネルで行ってください。
校正チャネル以外は入力端子を短絡して行ってください。

―101―

(3) 基準接点補償の校正
熱電対入力の場合にこの校正を行います。
配線

熱電対素線または補償導線

ディジタル
ボルトメータ
精密級電圧＋◯端子カバーは必ず取付けてください。
－
◯
＋
◯

＋ ＋ ＋

＋
◯

HR-706＋(電流)発生器

－

－
◯

－ － －

－
◯

記録計入力端子

銅線
氷点式
基準接点
補償器
(氷水)
[設定例] チャネル 1 に入力を接続し熱電対入力表示値(0 入力時の測定値)が-0.5 ，測定端子温度が 24.5 の場合の校正を設定する。
0.000mV 2μV を電圧発生器でチャネル 1 に印加したときの測定値をあらかじ
め確認します｡ (本例では-0.5 )エンジニアリングモードのデータキャリブレーション(基準接点補償)でチャネル 1の端子温度を確認します｡(本例では 24.5 )真値との差分(0.5 )を加えた値を正しい端子温度として設定します｡[24.5-(-0.5)=25.0 ]エンジニアリングモードのデータキャリブレーション(基準接点補償の校正)を参照して，校正を行ってください｡(7.2.12 項 83 頁参照)

［注 意］
① 本校正は基準接点補償方法を記録計に内蔵している感温素子による補償(INT: 内部補償)に設定した場合に行います。
② 1 チャネルと 4 チャネルに配線し，校正を行ってください。
③ 配線後に端子カバーを取付け，5 分以上経過してから，校正を行ってください。

―102―

10章 トラブルシューティング
10.1

トラブルシューティング
故障項目

10.1.1

対 策

故障内容
全く動作しない

フローチャート 1(103 頁)

誤差が大きいフローチャート 2(104 頁)

記録異常

記録紙送り
異常

10.1.2

記録が振切れる

フローチャート 3(104 頁)

全く記録しない

フローチャート 4(105 頁)

記録が薄い

フローチャート 5(105 頁)

全く送らないフローチャート 6(106 頁)

送り不調

フローチャート 7(106 頁)

送り速度不正確

お買い求めの販売店または当社販
売員にご連絡ください

全く動作しない場合

フローチャート 1
全く動作しない

電源は投入されているかNO
電源を投入する

YES
電源端子の接続は正しいかNO
正しく配線する(4.1 項 15 頁参照)

YES
電源は正しく供給されているかNO
正しく供給する
85～264VAC

YES

45～65Hz

お買い求めの販売店または当社販
売員にご連絡ください―103―10.1.3

誤差が大きい場合

フローチャート 2
誤差が大きいYES
表示または印字値と打点値が一致しているか(打点誤差)NOYES

校正は正しいかNO

YES

ｽｹｰﾘﾝｸﾞの設定が適切か

校正値を工場出荷時に初期化する(7.2.8 項 78 頁参照)
再度校正する(9.5 項 100 頁参照)
YES

NO

打点位置の
ゼロ，スパンは正しいか正しく設定する(7.1.1 項 44 頁参照)

YES
お買い求めの販売店または当社販
売員にご連絡ください

10.1.4

記録が振り切れる場合

フローチャート 3
記録が振り切れる(0 あるいは 100%)

入力信号の配線は正しいかNO(センサ断線等)

正しく配線する(4.2 項 16,17 頁参照)

YES
入力の大きさ正，負は正しいかNO

正しい入力にする(4.2 項 16,17 頁参照)

NO

正しく設定する(7.1.1 項 44 頁参照)

YES
レンジ，スケールの設定は正しいか
YES
お買い求めの販売店または当社販
売員にご連絡ください

―104―

NO

再度校正する(7.2.11 項 82 頁
参照)

10.1.5

全く記録しない場合

フローチャート 4
全く記録しない

エラーメッセージを表示しているか

YES

10.2 項 107 頁に従い対策する

NO
記録動作が
RUN 状態になっているかNO

記録動作を RUN 状態とする(2.2.2 項 11 頁参照)
（2.2.1 項参照）

YES
ディジタル印字が行えるかYES(6.4 項 33～37 頁参照)

NO
リボンカセットの取付は正しいかNO

正しく取付ける(5.2 項 28 頁参照)

NO

リボンカセットを交換する(5.2 項 28 頁参照)

YES
リボンカセットのインクリボンは送られているか
YES
お買い求めの販売店または当社販
売員にご連絡ください
10.1.6

記録が薄い場合

フローチャート 5
記録が薄い

リボン送りするか

NO

YES
リボンは
交換期限か

YES

リボンカセットを交換する(5.2 項 28 頁参照)

NO
お買い求めの販売店または当社販
売員にご連絡ください―105―10.1.7

記録紙を全く送らない場合

フローチャート 6
記録紙を全く送らない

FEED キーを押すと紙送りするか

YESNO
DI の記録動作用
接点(RUN/STOPﾄﾘｶﾞ)が OFF か

YESNO
チャートホルダを正しく取付けているか

YES

お買い求めの販売店または当社販
売員にご連絡くださいNO
正しく取付ける(5.1 項 22 頁参照)
10.1.8

記録紙送り不調の場合

フローチャート 7
記録紙送り不調

記録紙押さえを正しく取付けているかNO

正しく取付ける(5.1 項 22 頁参照)

YES
チャートカバーは
正しくロックされているかNO

正しく取付ける(5.1 項 22 頁参照)

NO

正しく取付ける(5.1 項 22 頁参照)

NO

環境を適正にする(11.1.5 項 110 頁参照)

YES
記録紙を正しく取付けているか
YES
適正な環境で使用しているか
YES
お買い求めの販売店または当社販
売員にご連絡ください―106―

DI の記録動作用接点を ON にする
(7.2.9 項 79 頁参照)

10.2

自己診断機能(ERROR)

本器は表 10.1 の項目に関して，常に自己診断を行っています。
自己診断結果，異常(エラー)が発生した場合，エラー表示を行います。
10.2.1

自己診断項目

表 10.1 自己診断項目一覧表
種類

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
エ
ラ
ー

操
作
エ
ラ
ー

ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ

部 位
ゼロ点センササーボモータのゼロ点センサの位置が検出できない。

ADC

AD 変換終了エラー/初期化エラー

時計用 IC

時計の電池切れ(注 1)

WDT

ウォッチドッグタイマエラｰの検出｡

不揮発性メモリ
WRITE
不揮発性メモリ
READ1
不揮発性メモリ
READ2
不揮発性メモリ
READ3

不揮発性メモリ書き込みエラー
不揮発性メモリ読み込みエラー(セットアップデータ)
不揮発性ﾒﾓﾘ読み込みエラー(エンジニアリングデータ)
不揮発性メモリ読み込みエラー(ADC 校正データ)

RJC エラー

RJC 内部感温素子の測定異常

範囲エラー

電圧校正時入力範囲エラー

範囲エラー

測温抵抗体校正時入力範囲エラー

範囲エラー

入力値が設定範囲を超えている｡

時刻エラー

時計時刻設定エラー

レンジ設定
エラー

差，和，平均演算を設定できない
チャネル(1CH)に設定した｡

範囲エラー

スパン L≧スパン R

範囲エラー

スケール L≧スケール R

範囲エラー
基準チャネル
設定エラー
全チャネル
スキップエラー
その他

自己診断内容

校正値入力
エラー

対策・処置

お買い求めの販売店または
当社販売員に連絡してください。

入力結線を見直し、正しい校正を行ってください。

正しく設定してください。

ゾーン L≧ゾーン R またはゾーン R-ゾーン L が 5mm 以下｡
差，和，平均演算の基準ﾁｬﾈﾙのﾚﾝｼﾞがVolt，TC，RTD，SCALE 以外である｡
全チャネルをスキップに設定した｡
指定された入力で校正していない｡

正しい入力で校正してください。

(注 1) 電池の寿命は約 10 年を想定していますが，使用環境により異なる場合があります。

―107―

10.2.2

エラー表示⚫

複数のエラーが発生した場合には，順次自動的にエラー番号が表示されます。

⚫

エラーが復旧した場合，「REC」キーの入力でエラー表示を解除できます。

注意
エラー表示を行っている間，オート，マニュアル，日付，時刻の表示は行われません。

―108―

11章 仕様11.1

仕様

11.1.1

入力信号

直流電圧

:

熱電対

: B, R, S, K, E, J, T, C, Au-Fe, N, PR40-20, PL , U, L

測温抵抗体

: Pt100, JPt100

直流電流: 4～20mA DC[シャント抵抗外付け: 250

11.1.2

10, 0～20, 0～50mV,

200mV DC,1, 0～5,

10V DC

(別売)]

性能，特性

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ表示精度定格 : 11.2.1 項参照
入力抵抗

許容信号源抵抗: mV, TC(ﾊﾞｰﾝｱｳﾄなし); 10M 以上

mV, TC(ﾊﾞｰﾝｱｳﾄあり); 200k 以上

V; 1M 以上

mA; 250: mV, TC(ﾊﾞｰﾝｱｳﾄなし); 10k 以下

mV, TC(ﾊﾞｰﾝｱｳﾄあり); 100 以下

V

; 1k 以下

RTD; 10 以下(1 線あたり)[シャント抵抗;外付け(別売)]

ﾉｰﾏﾙﾓｰﾄﾞ除去比: 60dB 以上(50/60 0.1Hz)

ｺﾓﾝﾓｰﾄﾞ除去比: 140dB 以上(50/60 0.1Hz)

絶縁抵抗: 各端子～アース間; 0.5kV DC 20M 以上

耐電圧: 電源端子～接地端子間; 1.5kV AC,1 分間

入力端子～接地端子間; 0.5kV AC,1 分間

入力端子間; 0.2kV AC,1 分間

ﾁｬﾈﾙ間最大ﾉｲｽﾞ電圧; 200V AC at 50/60Hz

耐振動: 10～60Hz 1m/s2 以下

耐衝撃: 2m/s2 以下

時計精度

:

50ppm 以下（基準動作条件時） ただし、電源 ON/OFF 時の誤差は含まず

記録紙送り精度:

0.1%以下11.1.3構造

取付: ﾊﾟﾈﾙ埋め込み(垂直ﾊﾟﾈﾙ) ; 取付け角度後傾 30 ﾟ以内

材質(色)

: ケース

; ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ(黒色) ｶﾞﾗｽ 10% UL94-V0: 前面扉(ﾄﾞｱ); ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ UL94-V2(透明); 耐塵･防噴流(IEC529-IP65 準拠)―109―

11.1.4電源

定格電源電圧: 100～240V AC

電源電圧範囲: 85～264V AC

定格電源周波数: 50/60Hz

電源周波数範囲: 45～65Hz

11.1.5

表 11.1 消費電力

6 打点

100V AC

最大消費電力約 25VＡ

約 30VＡ

正常動作条件周囲温度: 0～50

周囲湿度: 20～80%RH

電源電圧: 85～264V AC

電源周波数: 45～65Hz

振動: 10～60Hz 0.2m/s2 以下

衝撃: 許容せず磁界: 400A/m 以下(DC 及び AC:50/60Hz)

外部雑音: ノーマルモード(50/60Hz)
直流電圧･熱電対; ピーク値が測定レンジのスパン幅以下

測温抵抗体; 50mV 以下

コモンモード(50/60Hz); 250V AC 以下

チャネル間最大ノイズ電圧(50/60Hz) ; 200V AC
姿勢: 後傾 0～30 ﾟまで可，左右水平

ウォームアップ時間: 電源投入時点より 30 分以上

11.1.6警報出力(オプション: LH6)

出力数

: 6 点(内蔵オプション，a 接点)

警報種: 2 種(H,L)合計 4 レベル／チャネル

接点容量: 250V AC 3A Max(抵抗負荷)
30V DC 3A Max(抵抗負荷)
125V DC 0.5A Max(抵抗負荷)

ヒステリシス幅: 0.5%

設定精度定格: ディジタル表示精度

11.1.7低電圧指令･EMC 指令

低電圧指令 : EN61010-1
EMC 指令: EN61326-1 Class A
EN61000-4-3 テスト条件時、直流電圧電流レンジ ：精度定格 + 3digit
熱電対レンジ：精度定格 + 5digit

測温抵抗体レンジ：精度定格 + 10digit とする。

―110―11.1.8

DI 機能(オプション: RE6)

最大 3 点まで設定可能
11.1.9

記録紙切れ検出機能(オプション: FL6)

記録紙切れを検出し，警報出力を行います｡

11.2

標準設定仕様11.2.1

測定レンジ

前面キーより任意の設定可能。基準動作条件は下記の通りです。
周囲温度: 23 2

周囲湿度: 55 10%RH

電源電圧: 85～264V AC

電源周波数: 50/60%Hz 1%

ウォームアップ時間: 30 分以上(振動，衝撃等計器動作に影響のない状態における性能)
なお，ディジタル表示精度定格には，端子台基準接点補償精度は含みません。
端子台基準接点補償精度は下記の通りです。
・ B, R, S, PR40-20, Au-Fe :1・ K, E, J, T, C, N, PL , U, L :0.5

基準動作条件におけるディジタル表示精度定格を表 11.2 に示します｡
表 11.2 ディジタル表示精度定格一覧表
入力
種類

RANGE

直
流
電
圧
電
流
入
力

測定範囲

記録(ｱﾅﾛｸﾞ部)
最高分解能

記録精度定格-10～10mV(0.2% of rdg + 3digits)

10μV

0～20mV(0.2% of rdg + 3digits)

10μV

表示精度定格(0.3% of
記録スパン)

0～50mV(0.2% of rdg + 2digits)

10μV-200～200mV(0.2% of rdg + 3digits)

100μV

-1～1V

(0.1% of rdg + 3digits)

1mV

0～5V

(0.2% of rdg + 2digits)

1mV-10～10V(0.3% of rdg + 3digits)

10mV(0.2% of rdg + 2digits)

0.01mA

4～20mA

熱電
対
入力

表示(ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ部)
表示精度定格B

0.0～1820.0

R1

0.0～1760.0

R2

0.0～1200.0S

0.0～1760.0(0.15% of rdg + 1 )400～600 , 2
400 未満は精度保証せず(0.15% of rdg + 1 )ただし 0～100 , 3.7
100～300 , 1.5(0.15% of rdg + 0.8 )ただし 0～100 , 3.7
100～300 , 1.5(0.15% of rdg + 1 )ただし0～100 , 3.7
100～300 , 1.5

―111―

0.1

表示精度定格(0.3% of
記録スパン)

入力
種類

測定範囲

K1

-200.0～1370.0

K2-200.0～600.0

K3-200.0～300.0E1-200.0～800.0(0.15% of rdg + 0.5 )E2-200.0～300.0(0.15% of rdg + 0.4 )E3-200.0～150.0(0.15% of rdg + 0.3 )J1-200.0～1100.0J2-200.0～400.0

熱
電

J3

-200.0～200.0

対入力

表示(ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ部)

RANGE

T1

T2

-200.0～400.0-200.0～200.0

表示精度定格(0.15% of rdg + 0.7 )ただし-200～-100 ,(0.15% of rdg + 1 )(0.15% of rdg + 0.4 )ただし-200～-100 ,(0.15% of rdg + 1 )(0.15% of rdg + 0.3 )ただし-200～-100 ,(0.15% of rdg + 1 )(0.15% of rdg + 0.5
ただし-200～-100 ,(0.15% of rdg + 0.7(0.15% of rdg + 0.4
ただし-200～-100 ,(0.15% of rdg + 0.7(0.15% of rdg + 0.3
ただし-200～-100 ,(0.15% of rdg + 0.7(0.15% of rdg + 0.5
ただし-200～-100 ,(0.15% of rdg + 0.7(0.15% of rdg + 0.4
ただし-200～-100 ,(0.15% of rdg + 0.7

C

0.0～2320.0(0.15% of rdg + 1 )Au-Fe

1.0～300.0K(0.15% of rdg + 1K)
ただし1～20K, 2.4K

N

0.0～1300.0

PR40-200.0～1880.0

PL0.0～1390.0

U-200.0～400.0

L-200.0～900.0

記録(ｱﾅﾛｸﾞ部)
最高分解能

記録精度定格0.1

表示精度定格(0.3% of
記録スパン)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
0.1K

(0.15% of rdg + 0.7 )0.1(0.15% of rdg + 1 )ただし0～300 , 37.6
300～800 , 18.8
(0.15% of rdg + 0.7 )(0.15% of rdg + 0.5
ただし-200～-100 ,(0.15% of rdg + 0.7(0.15% of rdg + 0.5
ただし-200～-100 ,(0.15% of rdg + 0.7

)
)
)
)

表示精度定格
0.1
Pt100-1-200.0～650.0(0.15% of rdg + 0.3 )
測(0.3% of温Pt100-2-200.0～200.0(0.15% of rdg + 0.2 )入抵
記録スパン)
力 抗 JPt100-1 -200.0～630.0(0.15% of rdg + 0.3 )体
JPt100-2 -200.0～200.0(0.15% of rdg + 0.2 )※R, K, E, J, T, Pt100, JPt100 レンジは設定した測定範囲により自動的にレンジが選択されます。
B, R, S, K, E, J, T, N
: JIS C 1602-1995(IEC584-1)
C(WRe5-26):ASTM E988-1996
Au-Fe:ASTM E1751-2009
PR40-20:ASTM E1751-2009
PLⅡ:ASTM E1751-2009
U: DIN43710:1985(Cu-CuNi)
L: DIN43710:1985(Fe-CuNi)
Pt100: JIS C 1604-1997(IEC751)
JPt100: (JIS C 1604-1981)―112―

11.2.2

演算時の表示精度(1) スケーリング
スケーリング時の表示精度は以下の式により求められます。
スケーリング精度(digits)= {レンジ表示精度定格(digits)×スケーリング倍率＋2 digits}
スケーリングスパン(digits)
測定レンジスパン(digits)

ただし，スケーリング倍率=例 1) 電圧レンジ -1.000～1.000V，スケーリングレンジ 0.00～100.00 の場合
レンジ表示精度定格=0.1%×1.000V+3 digits(+1.000V 入力のとき) =4 digits

スケーリング倍率

10000-0
1000-(-1000)＝

したがって，スケーリング精度=5= (4×5+2)= 22 digits

また，アナログ記録精度=

4+｛1000-(-1000)｝×

0.3
100

= 10 digits= 0.01V

例 2) Type K 0.0～200.0 ，スケーリング 0.00～200.00 の場合
レンジ表示精度定格=0.15%×200.0+0.3(200 入力のとき)=0.6=6 digits

スケーリング倍率

20000-0
2000-0=

したがって，スケーリング精度=10= (6×10+2)= 62 digits= 0.62(2) 開平演算
開平演算は以下のように行っています。
表示値=10測定値

表示値の精度:ε， 測定値精度: e， 測定値: x(%換算)としますと，それぞれ以下のようになります。

表示値 =10x e≒ 10

従って，表示値の精度はε=

x

10e
2 x

5e
x

―113―

4～20mA 入力の開平演算精度εは，以下のようになります。

100%測定時

ε100

=

5e
100

=

5（0.2＋0.125）
10=0.16% rdg

50%測定時

ε50

=

5e
50

=

5（0.1＋0.167）
7.07=0.19% rdg

9%測定時

ε9

=

5e
9

=

5（0.018＋1.39）
3=2.3% rdg

1%測定時

ε1

=

5e
1

=

5（0.002＋12.5）=62.5% rdg

このように開平演算は測定値が低くなりますと，大幅に表示精度定格が悪くなります。

(3) デケード
デケード時の表示精度は，表示値の対数をとった値で定義されますが，通常 1 digit 以下であり，表示有効
数字の関係上読みとることができません。

(4) 差演算，和演算，平均演算
差，和，平均演算の表示精度は以下の式より求められます。
差，和演算: 基準チャネル表示精度×2

平均演算: 基準チャネル表示精度例）基準チャネル VOLT 0.00～10.00V，差演算 -10.00～10.00 の場合
基準チャネルレンジ表示精度= (0.3%×10.00V+3 digits)= (1000×0.003+3)= 6 digits

差演算表示精度= 6×2= 12 digits―114―11.2.3

個別仕様

表 11.3 個別仕様項目
分類

入力部

項目

打点計

測定点数

6

測定周期

10s／全点

表示周期

2.5s

記録方式
ワイヤドット(6 色インクリボン)
印字方式

記録･
印字部

有効記録幅

100mm

記録周期

10s／全点(注 1)

記録紙

記録紙送り速度

長さ: 16m，幅: 114mm，折りたたみ幅: 40mm
※クリーンチャートは 12m
0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 90, 100,
120, 150, 160, 180, 200, 240, 300, 360, 375, 450, 600, 720,
750, 900, 1200, 1500mm/h(0mm/h 設定時，アナログ記録は行いません。)

記録色 (注 2)

No.1(紫)，No.2(赤)，No.3(緑)，No.4(青)，No.5(茶)，No.6(黒)印字色

紫・赤・緑・青・茶・黒

質量

1.5kg 以下

消費電力

30VA 以下(注 1) 記録周期は設定により，10, 20, 30, 60 秒から選択します｡(注 2) 設定により任意の色に変更可能です｡―115―

11.2.4

標準機能

表 11.4 標準機能項目

内容

アナログ指示無し

アナログ記録6 色ドットでアナログ記録する。

単位表示

無し

ディジタル表示定刻印字
リスト印字
エンジニアリングリスト
印字

表示器にチャネル No,，測定値，年月日，記録紙送り速度，警報設定値等を表示する。
設定された時間間隔で，日付，時刻，スケール，記録紙送り速度，各チャネルの測定
値，及び単位を印字する。設定により，同期／非同期が選択可能。
記録紙送り速度，各チャネルのセンサタイプ，測定レンジ，単位，警報設定値，コメン
ト，印字内容，チャネル毎定刻印字 ON／OFF，ゾーン設定，部分圧縮拡大設定を印字する。
CH 印字切り替え設定，警報印字設定，定刻印字 ON／OFF，基準時刻，インターバ
ル，スケール印字 ON／OFF 設定，警報ヒステリシス設定，バーンアウト，DI 機能設
定(オプション)などを印字する。

添え字印字

チャネル No.をアナログ記録の近傍に印字する。

マニュアルプリント

キー操作により測定結果をディジタル印字する。アナログ記録は一時停止する。

打点スキップ

使用しないチャネルの記録をスキップする。

任意設定機能メモリバックアップ

記録紙送り速度，警報設定値，定刻印字間隔，打点スキップ，日付，時刻がキー操作で設定できる。
時計機能を，内蔵のリチウム電池で保護する。電池寿命は 10 年(計器の総無通電
期間 5 年)。設定・校正値データは不揮発性メモリで保護する。

警報

警報設定は 1 チャネルあたり 2 種（H, L)合計 4 レベル可能。

記録紙送り速度

記録紙送り速度は 34 種から選択。

時計表示

年，月，日，時，分を表示する。年号は西暦で設定し，閏年は自動変更する。

自己診断機能各種の異常が発生した場合，エラー表示が行われる。

スケーリング4～20mA 信号等の入力を実目盛量に変換して表示・記録する。

―116―

11.3

標準設定機能11.3.1標準設定機能表 11.5 標準設定機能
機能

11.4

内容

バーンアウト

入力断線時指示をスパン方向に振り切らせる。各チャネルごとにバーンアウトの指定が可能。(TC 入力， 50mV 以下の直流電圧入力。)

タグの設定

チャネル毎に 7 文字までのタグの設定が可能。(定刻印字に印字)

基準接点補償基準接点温度補償の内／外指定が可能。

コピー機能

チャネル設定のコピーが可能。

入力オフセットの設定

チャネル毎に入力オフセットの設定が可能。

ゾーン記録(トラック記
録)

各チャネル毎に記録領域を指定し，トラック分けした記録が可能となる

部分圧縮拡大記録

チャネル毎に 1 折れ線までの部分圧縮拡大記録が可能。

デケード記録・表示

5 デケードまでのデケード表示・印字が可能。
ただし，表示，印字の有効数字は 2 桁。

警報印字

警報発生時に発生時刻，発生チャネル，警報設定 No.，警報種を赤色で印字する。

警報復帰印字警報復帰時に復帰時刻，復帰チャネル，警報設定 No.，警報種を紫色で印字する。

記録開始終了印字

記録開始／終了時に時刻と「Start」／「End」のコメントを印字する機能。設定により、同期／非同期／ＯＦＦが選択可能。

演算

開平の演算が可能。

チャネル間演算

チャネル間和，差，平均の演算が可能。

アラームヒス幅

ヒステリシス幅を 0%または 0.5%FS に設定する。

オプション機能

11.4.1

DI 機能によるリモート機能

表 11.6 DI 機能によるリモート機能
機能

11.4.2

内容

記録紙送りスタート／ストップ

接点“ON”でスタート，“OFF”でストップ

記録紙送り速度切り替え

接点“ON”で 1st，“OFF”で 2nd

コメント印字(同期／非同期)

接点“ON”で印字マニュアルプリント(同期／非同期)

接点“ON”で印字

日付時刻印字(同期／非同期)

接点“ON”で印字

警報出力機能リレー数: 611.4.3

通信機能

RS-232C(標準)RS-485(オプション)―117―

―118―

本社〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-4571 FAX: (072)727-2993[URL] https://shinko-technos.co.jp/

東京営業所〒171-0021 東京都豊島区池袋 1-11-1
メトロポリタンプラザビル 14 階
TEL: (03)5117-2021 FAX: (052)957-2562

大阪営業所〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-3991 FAX: (072)727-2991[E-mail] sales@shinko-technos.co.jp

名古屋営業所〒461-0017 愛知県名古屋市東区東外堀町 3 番
CS 東外堀ビル 402 号室
TEL: (052)957-2561 FAX: (052)957-2562

北 陸TEL: (076)479-2410 FAX: (076)479-2411

福 岡

TEL: (0942)77-0403 FAX: (0942)77-3446

No.HR71J15 2022.10