Gegevensblad
testo 425

Thermo-anemometertesto 425 – digitale hittedraad
anemometer met app-koppeling

Eenvoudige, snelle en nauwkeurige stromings- en
temperatuurmeting en debietberekening in ventilatiekanalen
m/sMeer flexibiliteit bij kanaalmetingen met de telescoopsonde
met kabel (maximale lengte 820 mm)

m3/h

Snelle In-App-(kanaal)-configuratie, grafisch verloop,
Second Screen en meetgegevensgeheugen in detesto Smart App°C

Verschuivende en puntsgewijze gemiddelde waarde
berekening

Bluetooth 5.0+ app

Gaat lang mee dankzij compact design met robuuste
behuizing

testo Smart App
als gratis download

Optimaal ingestelde airco’s en ventilatiesystemen zijn

in kanalen met een grote diameter gemakkelijker. Allevoor moderne gebouwen cruciaal. Dus is het zaak om met

relevante berekeningen zoals debiet of verschuivende en

de passende meettechniek te waarborgen dat stroming,

puntsgewijze gemiddelde waarden voert het bijzonder

temperatuur en debiet in het ventilatiekanaal kloppen.

robuuste en compacte meetinstrument automatisch uit.

Hier wordt u snel, eenvoudig en nauwkeurig bijgestaan door

Overigens: configureren van het meetinstrument, weergevende thermische anemometer testo 425. De telescoopsondeen opslaan van de meetwaarden en documenteren gaan

met kabel kan worden uitgetrokken tot 820 mm enheel comfortabel met de testo Smart App. Die maakt van

maakt op die manier bovenhoofds werken of werken

uw smartphone ook een tweede display.

www.testo.com

testo 425

Bestelgegevens / Technische gegevens /Toebehoren
Sensortypen

testo 425, thermische hittedraad-anemometermet app-koppeling en vast aangesloten
telescoop (max. 820 mm), incl. transporttas,
kalibratieprotocol en 3 x AA batterijen

Vleugelrad
Meetbereik

0,01 … 30 m/s

Nauwkeurigheid±1 digit±(0,03 m/s + 4 % v. mw.) (0,01 … 20 m/s)±(0,5 m/s + 5 % v. mw.) (20,01 … 30 m/s)

Resolutie

0,01m/s

NTC
Bestelnr. 0563 0425

Meetbereik-20 … +70 °C

Nauwkeurigheid±1 digit±0,5 °C (1 ... 30 m/s)

Resolutie

0,1 °C

1983 2244/TT/07.2023

testo 425de testo Smart App• Simpel en snel: meetmenu’s voor talloze
toepassingen helpen optimaal bij het configurerenen uitvoeren van de meting• Grafische weergave van meetwaarden, bijv. alstabel voor een snelle interpretatie van resultaten• Digitale meetrapporten incl. foto's als pdf/
csv bestand ter plaatse maken en per e-mailverzenden

Gratis downloaden voor
Android en iOS

Bedrijfstemperatuur

Meetinstrument: -20 … +50 °C
Voeler: -20 … +70 °C

Opslagtemperatuur-20 … +50 °C

Type batterij

3 x AA

Batterijduur

35 hAfmetingenMeetinstrument: 135 x 60 x 28 mm
Voeler: Lengte 180 mm, Ø 7,5 mm
Kabellengte 1,5 mGewicht

268 gBeschermklasse

Meetinstrument: IP40
Voeler: IP20

Materiaal behuizing

ABS + PC / TPE

Toebehoren

Bestelnr.

testo Bluetooth®-printer, incl. 1 rolthermisch papier, accu en lichtnetadapter

0554 0621

Vervangend thermisch papier voor
printer (6 rollen), langdurig leesbare
meetgegevens-documentatie tot wel 10
jaar0554 0568

ISO-kalibratiecertificaat stroming,
hittedraad-, vleugelrad-anemometer,
pitotbuis; kalibratiepunten 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0004

ISO-kalibratiecertificaat stroming,
hittedraad-, vleugelrad-anemometer,
pitotbuis; kalibratiepunten 5; 10; 15;
20 m/s0520 0034

ISO-kalibratiecertificaat stroming,
hittedraad-, vleugelrad-anemometer;
kalibratiepunten 0,3; 0,5; 0,8; 1,5 m/s

0520 0024

www.testo.com

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.

Algemene technische gegevens