ACアダプター使用上のお願い

警保証書付

表示部

告ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

取扱説明書→→ 感電や火災、故障の原因になります。

シチズン上腕式血圧計

ACアダプターを抜くときはコードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜いてください。

→→ 感電や火災、故障の原因になります。

CHUE717J• ご使用前に本書を必ずお読み専用のACアダプター以外は、使用しないでください。

ください。

→→ 感電や火災、故障の原因になります。

• 本書は保証書を兼ねています。

ACアダプターはぬれた手で、コンセントから抜き差ししないでください。

紛失しないよう大切に保管してください。

→→ 感電や火災、故障の原因になります。

• ご使用中は必ず本書をお手元

ACアダプターのコードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。に置いてください。

1. 本体付属品→→ 感電や火災、故障の原因になります。

電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、使用時に束ねたりしないでください。

以下の物がそろっているかご確認ください。
●単 ３形アルカ
リ乾電池４本
表示部の透明シールをは 型番：SCN-011（モニター用）がしてお使いください。

→→ 感電や火災、故障の原因になります。

● カフ(腕帯)CHUE71

7J● ACアダプター● 取扱説明書/保証書● 医療機器添付文書/
EMC技術資料

2. 安全上のお願い
ご使用の前に、この「安全上のお願い」をよくお読みください。

注

人が死亡または重傷を負う可能性が想定され

告 る場合
意

最低
血圧値

人が傷害を負ったり、物的損害＊ の発生する可能性が想定される場合＊物 的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

強制 必ず実行していただく「強制」内容です。
禁止 してはいけない「禁止」内容です。

警

3. 血圧測定の基本事項• 血圧を測る前に5～6回深呼吸をし、リラックスした状態で測定してください（緊張したり不安定な精神状態のときは、血圧が安定しません）。
• 飲酒の後や入浴直後には測定を行わないでください。
• 楽な姿勢で安静にして測定してください。カフ（腕帯）を心臓の高さに保ち、腕を動かしたり、話をしたりしないでください。
• 心配ごとやイライラがあるとき、睡眠不足や便秘のとき、また運動や食事の直後でも血圧は高くなります。
• 尿意や便意があるときは、排尿や排便をすませてから測定してください。
• 寒さは血圧を上昇させますので、20℃前後の室温で測定してください。
• コーヒーや紅茶などを飲んだり喫煙した直後は、正しい値が得られません。
• 連続して測定を行わないでください。上腕がうっ血して、正しい値が得られません。
• 血圧は、長期のデータを見ることが大切です。お薬（血圧を下げる薬等)を服用した時間も考慮して、毎日できるだけ同じ時刻に測定しましょう。
• 測定中に異常を感じたり、気分が悪くなったりした場合には、使用を中断して医師の指導を受けてください。

4. 各部の名前と機能
本表示部

体7JE71

CHU[進む（+）]スイッチ[戻る（―­）]スイッチ→→ 自己判断は、病気の悪化につながる恐れがあります。

電池の液が目に入ったり、皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
→→ けがなどの原因になります。

カフホルダー
エアホースソケット（エアホースプラグを接続する）[ユーザー2]スイッチ[ユーザー1]スイッチ[朝／夜切替]スイッチ[時計設定]スイッチ

カフホルダー→→ 事故やけがの恐れや、本体が故障する原因になります。

電池カバー

意

乳幼児や意思表示ができない方へのご使用はおやめください。
→→ 事故やけがの原因になります。

長時間連続して測定しないでください。

ＡＣアダプター用コネクター→→ うっ血、はれなどの原因になります。

血圧測定以外に使用しないでください。
→→ 事故やけがの原因になります。

血圧計の近くで、携帯電話などを使用しないでください。
→→ 誤作動をおこす恐れがあります。

古い電池と新しい電池、種類のちがう電池を同時に使用しないでください。
電池のの向きを間違えないようにしてください。
→→ 漏
 液、発熱、破裂などをおこし、本体が破損する原因になります。

本体に無理な力を加えたり、落としたりしないでください。
→→ 故障の原因になります。

日付
平均マーク

血圧分類マーク
体動マーク
メモリーマーク

カフ (腕帯)
型番：SCN-011

1

またはカフホルダーは着脱可能です
フック

2

またはを押して「月」を合わせます

3 

または合わせますを押して「日」を右腕でも測定できます

数 字を 合わせたら、を押してください。
「日」が 確 定し、「時」が点滅します。

または※ AM ～午前を押して「時」を合わせます
PM ～午 後数 字を 合わせたら、を押してください。
「時」が 確 定し、「分」が点滅します。

または

6

1 電池カバーをはずしますを押して「分」を合わせますまたは

1 姿勢を整えましょう

お好みで合わせたら、

72 電池を入れますまたは2  手 のひらを上に向けて、力を抜きましょうを押して「１２/２４」時間表示を選びます●例：午後１時の場合・・・12H → PM1:00

フックに指をひっかけ、フックを押したまま手前に引きます。

24H → 13:00

3  カフ(腕帯)を心臓と同じ高さにしましょう

を押してください。

を押して、時計の表示方法を選びます

を押すたびに、①時計大表示、②時計小表示、③表示無し（OFF）、と順々に切り替えて、お好みの時計の表示方法を選択します。

を間違えないように必ずバネの出ている 側から入れてください。

(①時計大表示を押すと逆に表 示が切り替わります。)②時計小表示③表示無し

3 電池カバーを閉めます

10. 測定しましょう
測定1   停止 を押して測定を開始
します

ツメをくぼみに合わせ、「カチッ」と音がするまで電池カバーを閉めます。

ツメ●● またはマークが表示されたら、電池を 4 本同時に交換してください。( 充電池をご使用の場合は充電してください。)●●付属の電池はモニター用ですので、所定の電池使用回数を満たさない場合があります。
●●アルカリ電池、マンガン電池、ニッケル水素充電池を混ぜて使用しないでください。
●●アルカリ電池、マンガン電池、ニッケル水素充電池以外は使用しないでください。
●●ニッケル水素充電池は専用の充電器で充電してからご使用ください。
●●ご使用済みの電池は、お住まいの自治体のルールに基づいて正しく処分してください。

ACアダプターのプラグを本体のコネクターに差し込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。
コンセント

ACアダプターを取り外す時は、電源プラグをコンセントから抜いて、本体のコネクターからプラグを抜きます。
※ＡＣアダプターは必ず専用のAC-230CZをお使いください。

を押して時計の表示方法を確定し、時計設定が終了します。
■時計を再度修正する場合

月 / 日時最低血圧 mmHg

分

脈拍 /分

血圧分類

測定
停止

後まで終了させた状態で、を長く ( 約 2 秒 ) 押してください。画
面に「西暦年」が点滅しますので、「７．時計を合わせます」の手順 1から操作してください。

●脈拍を感知すると測定マーク8. カフ ( 腕帯 ) を巻きましょう

が点滅します。

※ 測定を止めるときは、[測定/停止]スイッチを押してください。
[測定/停止]スイッチを押しても空気が抜けない場合は、本体からエアホースプラグを抜き、腕からカフ（腕帯）を外してください。

○○カフ（腕帯）は素肌に、もしくは薄い肌着の上から巻いてください。
○○厚い上着を着ている場合は、脱いでからカフ（腕帯）を巻いてくだ【マニュアル加圧】
さい。また、衣服などをまくり上げると上腕部が圧迫されて正しく●[ 測定/停止]スイッチを押し続け、停止したい（最高血圧より約40mmHg測定できない場合があります。
高い）加圧値でスイッチを離すと、その圧力で加圧を停止させることがで○○腕周囲が22cm未満の方、32cmを越えた方が測定した場合、正しきます。加圧上限値は280mmHgです。
く血圧を測定できない場合があります。

1  エアホースプラグを本体に差し込みます

2 測定結果が表示されます

717J

CHUE717J

最高血圧 mmHg

ユーザー１、２マーク

最低血圧 mmHg

最高血圧値

エアホースプラグ※点滅します。

最低血圧値

CHUE717J・カフホルダーを外す場合、フックに指をかけて、カフホルダーをスライドさせます。

みぞ最高血圧 mmHg

い ずれかの設定（時計や表示方法等）を修正する場合は、設定を最CHUE

電源プラグ

CHUE717J

全点灯表示時の●マークは、電池交換の●お知らせではありません。

月 / 日・カフホルダーを付ける場合、カフホルダーを本体のみぞに合わせて「カチッ」と音がするまでスライドさせます。

面ファスナーで固定します。

血圧は測定するときの姿勢や時刻によって変化します。毎日同じ時刻に、背筋を伸ばし正しい姿勢で、深呼吸をしてリラックスして測りましょう。

を押してくだ さ い。「分」が 確ら、定し、「１２H」または「２４H」が点 滅します。

5. 電池を入れます※電池を入れたら、時計を合わせてください。

右腕で測定するときも青い帯を腕の中心に合わせてください。
※血 圧は左右で 10 ｍｍ Hg 程度の差がでる場合がありますので、毎回同じ側の腕で測定してください。

9. 正しい姿勢を確認しましょう

時 報 な ど を 確 認して 数 字 を 合 わ せ た

カフリング（金具） エアホースプラグ

4  カフ(腕帯)を腕にぴったり巻きつけ、面ファスナーで固定します
巻きつけがゆるすぎたり、きつすぎたりすると、正しく測定できないことがあります。

数字を合わせたら、を押してください。
「月」が確定し、「日」が点滅します。

5

ひじ関節から1～2cmの位置に合わせますを押して「西暦年」を合わせます（設定範囲は２０１３～２０４２年です。
）「西暦年」が確定し、「月」
数字を合わせたら、 を押してください。
が点滅します。

4

青い帯※ カ フ（ 腕 帯 ） は 消 耗 品 です。カフ（腕帯）の寿命は約2,000 回です。カフ（腕帯）が汚れたり，破損や空気漏れするなどして新しくお求めになる 場 合 は、弊 社お 客 様 相談室（0120-88-6295）でお受けします。

青い帯

電池を入れると、時計合わせの「西暦年」が点 滅しますので、以下 1 から順に設定してください。

エアホース※適用腕周囲範囲：２２ｃｍ～３２ｃｍ

6. AC アダプターの使いかた

分解・修理・改造をしないでください。

注時刻※電池交換の場合は、電池を交換して●もメモリーは保持されます。

測定結果の自己判断、および治療は危険です。
必ず医師の指導に従ってください。

→→ 体調不良をおこす恐れがあります。

脈拍数[測定／停止]スイッチ

告心臓疾患、その他循環器疾患、重度の血行障害のある方やペースメーカーをご使用の方は、医師の指導に従ってください。

朝、夜マーク3 カフ(腕帯)の青い帯を腕の中心に合わせます

7. 時計を合わせます

電源プラグのほこりは拭き取ってください。

7J

警

最高血圧値

→→ 感電や火災、故障の原因になります。

CHUE71● 本体

電池マーク
脈間隔変動マーク
ユーザー１、２マーク※すぐに電源プラグをコンセントから抜けるよう、周囲にものなどを配置しないでください。
コネクター

電源コードプラグ■ ACアダプターを使用する場合の注意
ACアダプターを使用する場合、電池を入れて使用することをお勧めします。
電池を入れないで、ACアダプターをコンセントまたは本体から抜くと、設定した日付と時間が消えます。（メモリーは保持されます。）

2 カフ(腕帯)を左腕に通します① 面ファスナーをはがして広げ、※ カフ（腕帯）がカフリング（金具）から外れた時は、面ファスナーが付いている面が外側になるようにカフリング（金具）に通してください。

カフリング（金具）② 青い帯が手のひら側に来るように腕に通します

時分

血圧分類

脈拍 /分

脈拍数

日付 時刻 血圧分類マーク

3 またはを押します
またはを押さないと測定結果は記録されません。
※ 測 定結果を記録しないときは、[ユーザー１、２]スイッチを押さずに[測定/停止]スイッチを押して測定を終了します。
※ 測定後にスイッチを押し忘れても、約３分後に、自動的に測定を終了します。
（この時、測定結果は記録されません。）※ 体動マークが表示された場合は平均値には計算されません。

※ 朝時間の開始時刻の修正のしかた

11. 測定結果の呼び出しかた
2人分のメモリーが別々に各9０回記録されます。
平均値も自動的に計算されますので、日々の健康管理にお役立てください。

スイッチを1   または押してユーザーを選びますが表示され、最新３回分の平均値を示します。

CHUE717J

最高血圧 mmHg

スイッチを長押しします。

３. ]スイッチを長押しします。
またはスイッチを押して、開始時刻を修正するユーザーを選びます。
月 / 日

時分

測定
停止

５.

を押すたびに新しいメモリーから順次表示されます。
を押すたびに古いメモリーから順次表示されます。

例：ユーザー１で、開始時
刻を AM2:00 に設定した時の表示例を押して開始時刻を確定します。

例：開 始時刻をAM2:00にすると朝時間(AM2:00-AM10:59)、夜時間(PM6:00-AM1:59)になります。

※ ひとつのメモリーを消去したい場合
消 去したい測定結果を表示してから、完了すると、画面に表示された“CL”が点滅から点灯へ変わります。
“CL”がをはなしてください。メモリー消去中は電池を取り出さないでください。

※ すべてのメモリーを消去したい場合
ユーザー１のメモリーをすべて消去したいときはメモリー番号１が最新の●メモリーになります。
１、２、３、・・・・、89、9０
新しい
古い

リーをすべて消去したいときはを、ユーザー２のメモを押した状態のまま、を押し続けます（約４秒）。消去が完了すると、画面に表示された“ALL CL"が点滅から点灯に変わります。
“ALL CL”が点灯すると消去が完了しますので、それぞれのスイッチをはなしてください。メモリー消去中は電池を取り出さないでください。

3  []スイッチを押して、朝または夜のメモ
リーを選びますが表示され、最新１週間の平均値（朝は各日朝時間の初回測定の平均、夜は各日夜時間の最終測定の平均）を表示します。
※ 3日以上測定しなければ、平均値は表示しません。
※ 朝メモリーは朝時間(AM3:00AM10:59)、夜メモリーは夜時間(PM6:00-AM2:59)に測定された結果が記録されています。
※ 朝/夜メモリーがない場合は測定結果は表示されません。

12. マークについて

CHUE717J測定された血圧値を日本高血圧学会［高血圧治療ガイドライン２０14］の●家庭における高血圧基準にもとづいて表示します。

最高血圧 mmHg

正常高値血圧のめやす

最低血圧 mmHg

黄色を押すたびに朝または夜の新しいメモリーから順次表示されます。
を押すたびに朝または夜の古いメモリーから順次表示されます。

赤色

4  またはスイッチを押して、選んだ朝または夜のユーザーメモリーを確認します

最高１3５/最低８５mmHg 未満、●
最高１２５/最低８０mmHg 以上

CHUE717J

青色測定結果を表示します。

正常血圧のめやす
最高１２５/最低８0mmHg未満

CHUE717J

月 / 日

メモリー番号１が最新の●メモリーになります。
１、２、３、・・・・、89、9０
新しい
古い※時分

血圧分類

脈拍 /分

■■本体やカフ（腕帯）がひどく汚れたときは、中性洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾いた布で拭いてください。
■■本体を廃棄するときは、お住まいの自治体のルールに基づいて正しく処分してください。

14. 血圧について【最高血圧とは】心臓

145/85mmHg 未満（目安)「体動マーク」は、測定中に手や手首などが動いて大きな圧力変化を検出した場合、測定結果の画面に表示されます。

本書は、お客様が取扱説明書にしたがって正しく使用したにもかかわらず、万一故障した場合、本保証規定にしたがってお買い上げ後 1 年間は無料修理を行うことをお約束するものです。お客様にご記入いただきました本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
年月日● 「体動マーク」が表示された場合は安静にして再測定してください。

脈間隔変動マークについて測定中の脈の間隔が不規則な場合、測定終了後に「脈間隔変動マーク」が表示されます。

ご住所：動脈

心臓動脈左心室弁

元にもどる● 測定中の脈の間隔が大きく変動すると正しく測定できないことがありますので、「脈間隔変動マーク」が表示された場合は安静にして再測定してください。

東京都西東京市田無町 6-1-12

0120-88-6295（お客様相談室）
受付時間：10 〜 17 時 月〜金（祝祭日、年末年始を除く）
通話料金は無料です。
E-mail: support@systems.citizen.co.jp
http://www.citizen-systems.co.jp
CITIZEN はシチズン時計株式会社の登録商標です。
検査証：本製品は弊社の定められた検査に合格しております。

1602

注意

「脈間隔変動マーク」が頻繁に表示される場合は、ご自身の健康状態について医師に相談してください。

代拡張

左心室が拡張したときの血圧が「最低血圧」です。

高血圧による病気
高血 圧は、自覚 症 状をともなわず 進行し、気付かないうちに動脈硬化を促 進させ、心筋こうそくや脳卒中などの生命に関わる疾 病を引き起こす要因と言われています。
脳脳卒中（脳出血、脳梗塞、くも膜下出血）

心血管心臓病（うっ血性心不全、心肥大、心筋梗塞、狭心症）

腎臓腎不全

その他

糖尿病など

血圧の変動
血 圧は、自律神経 の 働きによって調整され、心 臓の動きに合わせて一 拍ごとに変 化しています。健 康 な 方 でも１日の間に大きく変動 するとい われています。そ のため、朝と夜、季 節や 気 温 などによって血 圧値は違ってきます。下の図は、日常生 活における１日の血 圧の変動の一 例です。
最高血圧

140

平均値 (mmHg)

最高血圧120.6

30 ～ 39 歳

123.178.8

40 ～ 49 歳124.4

81.2

50 ～ 59 歳

132.7

85.6

60 ～ 69 歳

137.8

83.4

70 歳以上

139.1

79.3

40 ～ 89 歳

134.9

82.0

20 ～ 29 歳

108.4

68.9

30 ～ 39 歳

110.2

69.3

40 ～ 49 歳

118.2

75.8

50 ～ 59 歳

124.0

77.5

60 ～ 69 歳

132.9

79.2

70 歳以上

136.6

76.9

128.5

77.5

※）血圧を下げる薬服用者除外

2回測定値の平均値

答え

QA

答え

QA

答え

病 院 で は 、不 安 や 緊 張 感 から 、家 庭 で 測 る よりも 10 ～2 0 m m H g ほ ど 高くな ること が ありま す。家 庭 で の 測 定で、普段 からご自分 の血 圧の 傾 向を 知っておくと診 察 の際に役 立ちます。
測るたびに血圧値がちがいますがなぜですか?
次のように、さまざまな要因で血圧は変動します。
● 季節、気温● 体のリズム、体調、姿勢、運動● 精神状態、ストレス
ストレスや感情の起伏といった精神的な影響も受けやすく、緊張すると高くなり、リラックスすると低くなる傾向にあります。
また、正しい姿勢で測定していない場合や、カフ（腕帯）を正しく巻いていない場合にも、変動しやすくなります。
家庭で血圧を測る意味は?

60

最低血圧

4020

睡眠
1214161820（5分おきに測定した1日の血圧値）

22時

24

刻

0204060810● Bevan AT, Honour AJ, Stott FH. Clin Sci 1969;36;329－44.

または、手首式血圧計の測定値とかなりちがいますがなぜですか?
手首式と上腕式の血圧測定値の差は、高血圧症、糖尿病、腎臓病、動脈硬化など動脈の閉塞が生じるような疾患がある方の場合、健康な方より大きな差がでることがあります。運動や入浴直後の測定や正しい姿勢で測定しなかった時なども大きな差がでることがありますので、自分で判断せずに必ず医師の指導にしたがってください。

16. 故障かな？と思ったら修理、サービスに出される前に、次の点をご確認ください。
こんなとき確認するところ直しかた[ 測定／停止 ] ス
イッチを入れても何も表示しない

電池が消耗していませんか

新しい電池と交換してくださいの向きが間
電池の違っていませんか電池を正しい向きにしてください

マークが点灯しましたかカフ（腕帯）を正しく巻いてください

カフ（腕帯）を正しく巻いていますかカフ（腕帯）を正しく巻いてください

測定中は安静にしていましたか

安静にしてもう一度測定してください

測定できない

故障を発見した場合はただちに使用を中止し、分解せず、販売店または弊社お客様相談室にお問合せください。

処カフ（腕帯）を巻きなおし、安静にしてもう一度測定してください。
（「８．カフ（腕帯）を巻きましょう」参照）

281mmHg以上加圧した。

測定中、自動的に圧力が下がらない場合には、測定/停止スイッチを押して測定を中止して、カフ（腕帯）を外してください。

乾電池が消耗しています。

４本とも新しい単３形乾電池と交換してください。

脈拍数が測定範囲外（39拍 ／ 分 以 下、 ま た は181 拍／分以上）でした。

カフ（ 腕 帯 ）を 巻 き な おし、深呼吸などリラックスしてから、もう一度測りなおしてください。（脈拍数が測定範囲外の場合はEr表示になります。）

本体が正常に作動していません。

お買い上げ店、または弊社お客様相談室へお問い合わせください。

18. 製品仕様
販
売
名
測 定 方 式
表示
装着部
適 用腕 周範囲
測 定 範 囲測 定 精 度時
計
加圧減圧
排気定格
電源
電 池使 用回数家 庭 ではリラックスした状 態 で 測 定 で きるため、より安 定した血 圧を測定できるからです。
毎日同時 刻に測 定して日々の血 圧の 変 化を記 録し、その 結果を基に、かかりつけの 医 師に相 談することをおすすめします。

対センサーに圧力がかかり過ぎたため、測定できません。

病 院で 測ってもらう血 圧 値と、家で 測る血 圧 値 が ちがうのはなぜですか?

100
80

カフ（腕帯）が正しく巻かれていないため、脈を検出できません。

15. 血圧 Q&A

A

因カフ（腕帯）の巻きかたが緩すぎます。

73.0

脈の極端に弱い方、不整脈のある方は測定できない場合があります

120

原

最低血圧

40 ～ 89 歳

答え

動脈壁がふくらむ

血 圧 値

販売店名および住所：性A

左心房160

ご氏名：女Q【最低血圧とは】左心室が収縮して血液が送り出されたときの血圧が「最高血圧」です。

135/85mmHg 未満

体動マークについて

持込修理性

Q

心 臓 は体 の 隅 々まで血 液 を 循 環さ せるため のポンプ で、血 液は心 臓が収縮して動脈内に拍出されています。成人の心 臓は握りこぶしくらいの大きさで、1日に10万回以 上も拍動しています。
血 圧とは、心 臓 から送り出される血 液の流れによって、動脈 の 壁にかかる圧 力のことです。送り出される血 液の量と動脈 の太さと柔軟性などによって血 圧は決まります。一 般に血管は加齢とともにしなやかさを失うと言われ、血 圧も加齢とともに上 昇していく傾向があります。
血 圧を 測 定 する場 合、通 常、最 高 血 圧と 最 低 血 圧 が 記 録されます。心 臓が収縮して血 液が心 臓から送り出されるときの最も高い血 圧を収 縮期血 圧（最高血 圧）といい、心 臓が 拡張して血管にかかる圧 力が 最 低 のとき の血 圧を拡 張 期 血 圧（ 最 低 血 圧 ）といいます。

収縮• 誤ったご使用またはお取扱いによる故障または損傷。
( 忍容性があれば135/85mmHg 未満）• 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
糖尿病患者
125/75mmHg 未満• 火災、地震、水害、異常電圧、指定以外の電源およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
CKD患者（蛋白尿陽性）125/75mmHg 未満（目安）• 保証書のご提示がない場合。
脳血管障害患者• 保証書のご購入日、ご購入店名などの記載に不備がある場合、あるいは字句を書き135/85mmHg 未満（目安）換えられた場合。
冠動脈疾患患者• ご使用後の外装面のキズ、破損、外装部品、付属品、消耗品カフ（腕帯）などの交換。
※日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン 2014」より抜枠※お 買い上げの販売店または弊社にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にてご負担願います。
• 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
• 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

〒 188-8511■■カフ（腕帯）は洗濯したり、水に濡らしたりしないでください。

家庭血圧の降圧目標
後期高齢者患者男

加圧不良の原因になります。

左心室

若年、中年、前期高齢者患者

年■■カフ（腕帯）を無理やり曲げたり、引っ張ったりしないでください。

最高１３５／最低８５mmHg 以上

つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。

CHUE717J お買い上げ日：■■本体やカフ（腕帯）をアルコール、シンナー、ベンジンなどで絶対に拭かないでください。

家庭血圧の高血圧基準

保証規定

保証書

電池からの液漏れにより、故障することがあります。

エラー表示

出典：厚生労働省 『平成 26 年国民健康・栄養調査報告』による■■長期間使用しない場合は、電池をはずしてください。

左心房を押して測定結果の呼び出しを終了します。

日本人の血 圧の平均値を示します。
個 人 差もあるため、あくまで目安として、ご自分 の血 圧を判断するときの参 考にしてください。

20 ～ 29 歳

血圧とは…

血圧分類マークについて高血圧のめやす
最高１３５/最低８５ mmHg以上■■直射日光が当たる場所、高温多湿の場所、塩分や硫黄分の多い場所、ほこりの多い場所や水のかかる場所には保管しないでください。●
また、水洗いもしないでください。

故障の原因となります。

CHUE717J

17. エラー表示について日本人の血圧の平均値本体の材質を傷める恐れがあります。

を押し続けます（約４秒）。消去が点灯すると消去が完了しますので、13. 保管とお手入れのしかた故障の原因になります。

４. 
またはスイッチを押して、開始時刻を修正します。

脈拍 /分

血圧分類

2   またはスイッチを押して、選んだユーザーメモリーを確認します
メモリー番号表示の後、測定結果を表示します。

１.
２. [

最低血圧 mmHg※ 3回以上測定しなければ、平均値は表示しません。
※ メモリーがない場合は測定結果は表示されません。

CHUE717J

朝時間の開始時刻をAM12:00、AM1:00、AM2:00、AM3:00、AM4:00のいずれかに修正することができます。
（初期設定はAM3:00です。)

使用温湿度
保存温湿度
使 用気圧範囲メ モ リ ー
電 撃 保 護寸法
質量付属品

シチズン上腕式血圧計 CHUE717J
オシロメトリック法
デジタル表示方式
カフ（腕帯）
22.0～32.0cm
圧力：0～280ｍｍHg、目量：１mmHg、脈拍：40～180拍/分
圧力：±3mmHg、脈拍：読み取り数値の±5％
月差±３０秒（２5℃にて）ポンプによる自動加圧
電子制御弁による速度制御減圧
電子制御弁による急速排気
DC6V （ 直流）
単3形乾電池（R6P、LR6）4本または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本
アルカリ乾電池：約５00回 マンガン乾電池：約150回（1日1回測定、室温22℃、170ｍｍＨｇ加圧で測定の場合）
10℃～40℃／相対湿度30％～85％ＲＨ－20℃～60℃／相対湿度10％～95％ＲＨ
７０ｋPa～105ｋPa
90回 × 2人分(合計180回分)（：BF形装着部）
内部電源機器約145(幅)×76(高さ)×135(奥行)mm
本体(電池含まず)：約325g
カフ(腕帯)：約130ｇ
カフ(腕帯)、単３形アルカリ乾電池４本(モニター用)、取扱説明書/保証書、医療機器添付文書/EMC技術資料、ACアダプター※ 本製品、及び取り出した古い電池を廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールに基づいて正しく処理してください。
※ 本 製品はEMC規格IEC60601-1-2：200７に適合しています。
EMC適合※ 本製品はJIS規格（JIS T 1115：2005）に適合しています。
※本 製品の臨床性能試験は、医薬審第１０４３号「医療用具の承認申請に際し留意すべき事項について（平成11年7月9日）」に基づいて実施しております。
※ 本製品は在宅での自己血圧測定に使用するものです。医療機関・公共の場所で使用しないでください。
※専 用のACアダプターの入力は100Ｖ～240Ｖ（50Ｈｚ/60Ｈｚ）ですので、国内外で使用できます。（海外でご使用の場合は、ご使用になる国のコンセントにあった変換プラグが必要になります)

AC アダプター (AC-230CZ) の主な仕様
入力 AC100-240V 50/60Hz
動作環境 10 ～ 40℃／ 30 ～ 85％ RH※『屋内使用専用』

出力 DC6.0V 600mA 3.6W
保管環境 － 20 ～ 60℃／ 10 ～ 95％ RH

アダプター極性●(positive tip polarity)

電気用品●
安全法準拠

クラスⅡ●
機器

CEC レベルⅣ●
効率規格準拠交流直流※ 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する事があります。
※ 充電池は必ず専用の充電器を使用して充電してください。
•「eneloopR」はパナソニックグループの登録商標です。
•「EVOLTA」はパナソニック株式会社の登録商標です。

0120 - 88 - 6295

本製品は湿気の多いところや水のかかるところで使用しないでください。

製造販売元

医療機器認証番号：228ADBZX00093000（管理医療機器）