AC アダプター使用上のお願い

警保証書付

ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

取 扱 説明 書→ 感電や火災、故障の原因になります。

シチズン上腕式血圧計

ACアダプターを抜くときはコードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜いてください。

→ 感電や火災、故障の原因になります。

CHUA715/716

電源プラグのほこりは拭き取ってください。
専用のACアダプター以外は、使用しないでください。

ください。
• 本書は保証書を兼ねています。
紛失しないよう大切に保管してください。
• ご使用中は必ず本書をお手元に置いてください。

→ 感電や火災、故障の原因になります。

ACアダプターはぬれた手で、コンセントから抜き差ししないでください。

表示部の透明シールをはがし CHUA715専用
型番：HCW-010てお使いください。
CHUA716専用
型番：HCW-010B● 単３形アルカリ乾電池４本（モニター用）● 取扱説明書/保証書● 医療機器添付文書/EMC技術資料

2. 安全上のお願い
ご使用の前に、この「安全上のお願い」をよくお読みください。
人が死亡または重傷を負う可能性が想定され

告 る場合
意

人が傷害を負ったり、物的損害＊ の発生する可能性が想定される場合＊物 的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

強制 必ず実行していただく「強制」内容です。
禁止 してはいけない「禁止」内容です。

警

本体※表示部の透明シールをはがしてお使いください。

告測定結果の自己判断、および治療は危険です。
必ず医師の指導に従ってください。

→ 自己判断は、病気の悪化につながるおそれがあります。

心臓疾患、その他循環器疾患、重度の血行障害のある方、ペースメーカーをご使用の方や乳腺切除した方は、医師の指導に従ってください。

カフホルダー[戻る（–）]スイッチ[進む（+）]スイッチ[測定／停止]スイッチ→ 体調不良をおこすおそれがあります。

[ユーザー２]スイッチ[ユーザー１]スイッチ

電池の液が目に入ったり、皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
→ けがなどの原因になります。

この血圧計のエアホースソケットやカフのエアホースプラ
グの形状は、国際規格で規定されているものとは異なるため、他の医療機器や器具と誤接続が発生する可能性があります。血圧計の近くで他の医療機器や器具を使用する場合、誤接続を防ぐ対策を講じてください。
→ 誤接続状態で使用すると、事故やけがのおそれがあります。

表示部

お子様や意思表示ができない方へのご使用はおやめください。
→ 事故やけがの原因になります。

長時間連続して測定しないでください。

平均マーク
日付

→ 事故やけがのおそれや、本体が故障する原因になります。

意[時計設定]スイッチ（エアホースプラグを接続する）

分解・修理・改造をしないでください。

注[朝/夜切替]スイッチ

エアホースソケット時刻→ 事故やけがの原因になります。

血圧計の近くで、携帯電話などを使用しないでください。

朝、夜マーク→漏 液、発熱、破裂などをおこし、本体が破損する原因になります。

本体に無理な力を加えたり、落としたりしないでください。
→ 故障の原因になります。

CHUA715_716_IM_2001.indd 1

電池カバー

メモリーマーク
電池マーク■時計を合わせましょう

例として「2020 年 6 月 10 日午前７時３０分」に時計を合わせる手順を説明します。

滅しますので、以下 1 から順に設定してください。
専用ＡＣアダプター用
コネクター

1またはを押して「西暦年」を合わせます

数字を合わせたら、「月」が点滅します。

2 電池を入れます2  

または合わせます

を間違えないように必ずバネの出ている 側から入れてください。

血圧分類マーク

3 

または合わせます

3 電池カバーを閉めます
ツメをくぼみに合わせ、「カチッ」と音がするまで電池カバーを閉めます。

4 

または合わせます

ツメ※ AM ～午前

またはマークが表示されたら、４本同時に電池を交換してください。
( 充電池をご使用の場合は充電してください。)● 付属の電池はモニター用ですので、所定の電池使用回数を満たさない場合があります。
● アルカリ電池、マンガン電池、ニッケル水素充電池※を混ぜて使用しないでください。
● アルカリ電池、マンガン電池、ニッケル水素充電池以外は使用しないでください。
● ニッケル水素充電池は専用の充電器で充電してからご使用ください。
● ご使用済みの電池は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処分してください。

※ニッケル水素充電池は、エネループまたは充電式エボルタをご使用ください。

6. AC アダプターの使いかた
ACアダプターのプラグを本体のコネクターに差し込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。

5 

または合わせますを押してください。
「西暦年」が確定し、を押してください。
「月」が確定し、「日」青い帯が手のひら側にくるようにして腕にかぶせます。

を押してください。
「日」が確定し、「時」を押して「時」を青い帯を押してください。「時」が 確 定し、またはを押して「１２/２４」時間表示を選びます●例：午後１時の場合・・・１２H → PM1：００ ２４H →１３：００お好みで合わせたら、7またはを押してください。

を押して時計の表示方法を選びます

を押すたびに、①月日大表示、②時分大表示、③小表示、④表示無し（OFF）、と順々に切り替えて、お好みの時計の表示方法を選択しますを押すと逆に表示が切り替わります。)(①月日大表示②時分大表示

③小表示

④表示無し

体動マーク
カフ巻きエラー
脈間隔変動マークマーク

4  カフ(腕帯)を腕にぴったり巻きつけ、面ファスナーで固定します
巻きつけがゆるすぎたり、きつすぎたりすると、正しく測定できないことがあります。
右腕でも測定できます
右腕で測定するときも青い帯を腕の中心に合わせてください。
※血 圧は左右で 10 ｍｍ Hg 程度の差がでる場合がありますので、毎回同じ側の腕で測定してください。

面ファスナーで固定します。

9. 正しい姿勢を確認しましょう

ACアダプターを取り外す時は、電源プラグをコンセントから抜いて、本体のコネクターからプラグを抜きます。

血圧は測定するときの姿勢や時刻によって変化します。毎日同じ時刻に、背筋を伸ばし正しい姿勢で、深呼吸をしてリラックスして測りましょう。

コンセント

1 姿勢を整えましょう2  カフ(腕帯)を心臓と同じ高さにしましょう※すぐに電源プラグをコンセントから抜けるよう、周囲にものなどを配置しないでください。

電源コード

脈拍数／
メモリー番号

ひじ関節から1～2cmの位置に合わせます。

を押して「分」を数 字 を 合 わ せ たら 時 報 な ど を 確 認して、を 押してくだ さ い。
「分」が確 定し、「１２H」または「２４H」が点滅します。

6 

3 カフ(腕帯)の青い帯を腕の中心に合わせます

PM ～午 後数字を合わせたら、「分」が点滅します。

※電池交換の場合は、電池を交換してもメモリーは保持されています。
※電池を入れたら、時計を合わせてください。

2 カフ(腕帯)を左腕にかぶせますを押して「日」を数字を合わせたら、が点滅します。

ユーザー1、2マーク

最低血圧値エアホースプラグを押して「月」を数字を合わせたら、が点滅します。

最高血圧値→ 誤作動をおこすおそれがあります。

古い電池と新しい電池、種類のちがう電池を同時に使用しないでください。
電池のの向きを間違えないようにしてください。

を押す毎に時計設定箇所が点滅します。

電源プラグ→ うっ血、はれなどの原因になります。

血圧測定以外に使用しないでください。

1 西暦年→ 2 月→ 3 日→ 4 時→ 5 分→●表示部

1  エアホースプラグを本体に差し込みます

電池を入れると、時計合わせの「西暦年」が点

3. 血圧測定の基本事項

4. 各部のなまえと機能○ カフ（腕帯）は素肌、もしくは薄い肌着の上から巻いてください。
○ 厚い上着を着ている場合は、脱いでからカフ（腕帯）を巻いてください。また、衣服などをまくり上げると上腕部が圧迫されて正しく測定できない場合があります。
○ 腕周囲が17cm未満の方、36cmを超えた方が測定した場合、正し
く血圧を測定できない場合があります。

6 12/24 時間表示→ 7 時計の表示方法

フックに指をひっかけて、手前に引くようにして開けます。
フック→ 感電や火災、故障の原因になります。

• 測定前に5～6回深呼吸をし、リラックスして測定してください。
（緊張時や、精神状態が不安定なときは、血圧が安定しません。）• 睡眠不足や便秘のとき、または運動や食事の後でも血圧は高くなります。
• 飲酒の後や入浴直後には測定をおこなわないでください。
• 尿意や便意があるときは、排尿や排便をすませてから測定してください。
• 20℃前後の室温で測定してください。寒さは血圧を上昇させます。
• コーヒーや紅茶などを飲んだり喫煙した直後は、正しい値が得られません。
• 連続して測定をおこなわないでください。上腕がうっ血して正しい値が得られません。必ず間隔（１分以上）をあけてから測定してください。
• 楽な姿勢で安静にして測定してください。カフを心臓の高さに保ち、腕を動かしたり、話をしないでください。
• エアホースを折り曲げた状態で使用しないでください。
• 血圧は長期のデータを見ることが大切です。お薬（血圧を下げる薬など）を服用した時間も考慮して、一日のうちで最も安定した状態が保てる時間帯を選んで、毎日できるだけ同じ時刻に測定しましょう。
• 測定中に体に異常を感じたり、気分が悪くなったりした場合には、使用を中断して医師の指導を受けてください。

本製品は測定結果を、日付・時刻とともに記録することができます。時計を常時表示させることもできますので、毎日同時刻に測定する等、日々の健康管理にお役立てください。

●時計は以下の手順で合わせます。

1 電池カバーを外します

電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、使用時に束ねたりしないでください。

※本製品に、専用ＡＣアダプター（AC-230CZ)は付属しておりません。
お買い求めになる場合は、販売店又は弊社お客様相談室（0120-886295）でお受けします。

8. カフ ( 腕帯 ) を巻きましょう■時計合わせの手順

5. 電池を入れましょう→ 感電や火災、故障の原因になります。

● カフ(腕帯)ポイント

エアホースプラグ

ACアダプターのコードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

以下の物がそろっているかご確認ください。

注※ カ フ（ 腕 帯 ） は 消 耗 品 です。カフ（腕帯）の寿命は約2,000 回です。カフ（腕帯） ※適 用腕周範囲：
17ｃｍ～36ｃｍ
が汚れたり、破損や空気漏れするなどして新しくお求めにエアホース
なる 場 合 は、弊 社お 客 様 相談室（0120-88-6295）でお受けします。

→ 感電や火災、故障の原因になります。

1. 本体付属品

警

CHUA715専用 型番：HCW-010
CHUA716専用 型番：HCW-010B→ 感電や火災、故障の原因になります。

• ご使用前に本書を必ずお読み● 本体

7. 時計を合わせましょう

カフ (腕帯)

告コネクタープラグ■ ACアダプターを使用する場合の注意
ACアダプターを使用する場合、電池を入れて使用することをおすすめします。
電池を入れないで、ACアダプターをコンセントまたは本体から抜くと、設定した日付と時間が消えます。（メモリーは保持されています。）

を押して時計の表示方法を確定し、時計設定が終了します。

3  手 のひらを上に向けて、力を抜きましょう4  脚 を組まないようにしましょう■時計を修正する場合
い ずれかの設定（時計や表示方法等）を修正する場合は、設定を最後まで終了させた状態で、を長く ( 約 2 秒 ) 押してください。画
面に「西暦年」が点滅しますので、「7．時計を合わせましょう」の手順

1 から操作してください。

※寝て測る場合は、あお向けになり、手のひらを上にして腕を伸ばし、リラックスします。

2020/06/29 14:08

10. 測定しましょう

または

3 

またはません。

測定1   停止 を押して測定を開始します※ 朝時間の開始時刻の修正のしかたを押します
を押さないと測定結果は記録され

１.

※ 測定結果を記録しないときは、「ユーザー1、2」スイッチを押さずに「測定 / 停止」スイッチを押して測定を終了します。
※ 測定後にスイッチを押し忘れても、約３分後に、自動的に電源が切れます。( この時、測定結果は記録されません。)

全点灯表示時の
マークは、電池交換のお知らせではありません。

※ 体動マークが表示された場合は平均値には計算されません。

2人分のデータが別々に各9０回記録されます。
平均値も自動的に計算されますので、日々の健康管理にお役立てください。

が点滅します。

※ 測定を止めるときは、[測定/停止]スイッチを押してください。
[測定/停止]スイッチを押しても空気が抜けない場合は、本体からエアホースプラグを抜き、腕からカフ（腕帯）を外してください。
【マニュアル加圧】●[ 測定/停止]スイッチを押し続け、停止したい（最高血圧より約40mmHg高い）加圧値でスイッチを離すと、その圧力で加圧を停止させることができます。加圧上限値は280mmHgです。

またはスイッチを押して、開始時４. または修正します。

例：ユーザー１で、開始を押して、開始時刻を時刻を AM2:00 に設定した時の表示例を押して開始時刻を確定します。

例：開 始時刻をAM2:00にすると朝時間(AM2:00-AM10:59)、夜時間(PM6:00-AM1:59)、になります。

※ ひとつのメモリーを消去したい場合

ユーザー１のメモリーをすべて消去したいときはすべて消去したいときはを押すたびに新しいメモリーから順次表示されます。

血圧分類マークについてを押すたびに古いメモリーから順次表示されます。

WHO(世界保健機関)/ISH(国際高血圧学会)の血圧分類でどの領域にあるかを、６段階の血圧分類マークでお知らせします。
最高血圧（mmHg）• 誤ったご使用またはお取扱いによる故障または損傷。
• 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
• 火災、地震、水害、異常電圧、指定以外の電源およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
• 保証書のご提示がない場合。
• 保証書のお買い上げ日、販売店名などの記載に不備がある場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
• ご使用後の外装面のキズ、破損、外装部品、付属品、消耗品カフ（腕帯）などの交換。
※ お 買い上げの販売店にご持参いただく場合の諸費用や弊社にご送付いただく場合の送料などは、お客様の負担となります。
• 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
• 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

保証書

血圧分類
マーク

160

高血圧軽症

140

正常高値

130

正常血圧

古い

お買い上げ日：年月日

最低血圧「体動マーク」は、測定中にからだや腕などが動いて大きな圧力変化を検出した場合、測定終了後に表示されます。
● 「体動マーク」が表示された場合は安静にして再測定してください。

「脈間隔変動マーク」は、測定中の脈の間隔が不規則な場
合、測定終了後に表示されます。
CHUA715● 測定中の脈の間隔が大きく変動すると正しく測定できないことがありますので、「脈間隔変動マーク」が表示された場合は安静にして再測定してください。

「脈間隔変動マーク」が頻繁に表示される場合は、ご自身の健康状態について医師に相談してください。

カフ巻きエラーマークについてカフ（腕帯）の巻き方がゆるい場合、「カフ巻きエラーマーク」が表示されます。

●	「カフ巻きエラーマーク」が表示された場合、カフ（腕帯）を腕から外し、カフ（腕帯）をぴったり巻き付けて再測定してください。

販売店名および住所：

メモリー番号 が最新のデータになります。

0120-88-6295（お客様相談室）

１、２、３、・・・・、8９、9０

受付時間：10 〜 17 時 月〜金（祝祭日、年末年始を除く）
通話料金は無料です。
E-mail: support@systems.citizen.co.jp
http://www.citizen-systems.co.jp
CITIZEN はシチズン時計株式会社の登録商標です。

新しい※

測定停止

古いを押して測定結果の呼び出しを終了します。

原

因カフ（腕帯）の巻きかたがゆるすぎます。

カフ（腕帯）が正しく巻かれていないため、脈を検出できません。

電池からの液漏れにより、故障することがあります。

■ 本体やカフ（腕帯）をアルコール、シンナー、ベンジンなどで絶対に拭かないでください。
■ カフ（腕帯）を無理やり曲げたり、引っ張ったりしないでください。

故障の原因になります。
または、■ 本体を廃棄するときは、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処分してください。

14. 血圧 Q&A

Q

A

答え

病 院で 測ってもらう血 圧 値と、家で 測る血 圧 値 が ちがうのはなぜですか?
病 院 で は 、不 安 や 緊 張 感 から 、家 庭 で 測 る よりも 10 ～2 0 m m H g ほ ど 高くな ること が ありま す。家 庭 で の 測 定で、普段 からご自分 の血 圧の 傾 向を 知っておくと診 察 の際に役 立ちます。

Q

測るたびに血圧値がちがいますがなぜですか?

答え

次のように、さまざまな要因で血圧は変動します。
● 季節、気温● 体のリズム、体調、姿勢、運動● 精神状態、ストレスストレスや感情の起伏といった精神的な影響も受けやすく、緊張
すると高くなり、リラックスすると低くなる傾向にあります。
また、正しい姿勢で測定していない場合や、カフ（腕帯）を正しく巻いていない場合にも、変動しやすくなります。

Q

家庭で血圧を測る意味は?

A

答え

QA

答え

家 庭 ではリラックスした状 態 で 測 定 で きるため、より安 定した血 圧を測定できるからです。
毎日同時 刻に測 定して日々の血 圧の 変 化を記 録し、その 結果をもとに、かかりつけの 医 師に相 談することをおす すめします。
手首式血圧計の測定値とかなりちがいますがなぜですか?
手首式と上腕式の血圧測定値の差は、高血圧症、糖尿病、腎臓病、動脈硬化など動脈の閉塞が生じるような疾患がある方の場合、健康な方より大きな差がでることがあります。運動や入浴直後の測定や正しい姿勢で測定しなかった時なども大きな差がでることがありますので、自分で判断せずに必ず医師の指導に従ってください。

15. 故障かな？と思ったら修理、サービスに出される前に、次の点をご確認ください。
こんなとき確認するところ直しかた[ 測定／停止 ] ス
イッチを押しても何も表示しない

電池が消耗していませんか

新しい電池と交換してくださいの向きが間電池の違っていませんか

電池を正しい向きにしてください

マークが点灯しましたかカフ（腕帯）を正しく巻いてください

カフ（腕帯）を正しく巻いていますか

カフ（腕帯）を正しく巻いてください

測定中は安静にしていましたか

安静にしてもう一度測定してください

測定できない

故障を発見した場合はただちに使用を中止し、分解せず、販売店または弊社お客様相談室にお問合せください。

処カフ（腕帯）を巻きなおし、安静にしてもう一度測定してください。
(「8．カフ（腕帯）を巻きましょう」参照）

281mmHg以上加圧した。

測定中、自動的に圧力が下がらない場合には、測定/停止スイッチを押して測定を中止して、カフ（腕帯）を外してください。

乾電池が消耗しています。

４本とも新しい単３形乾電池と交換してください。
「５．電池を入れましょう」参照）

脈拍数が測定範囲外（39拍 ／ 分 以 下、 ま た は181 拍／分以上）でした。

カフ（ 腕 帯 ）を 巻 き な おし、深呼吸などリラックスしてから、もう一度測りなおしてください。（脈拍数が測定範囲外の場合はEr表示になります。）

本体が正常に作動していません。

お買い上げ店、または弊社お客様相談室へお問い合わせください。

■ カフ（腕帯）は洗濯したり、水に濡らしたりしないでください。
■ 本体やカフ（腕帯）がひどく汚れたときは、中性洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾いた布で拭いてください。

対センサーに圧力がかかり過ぎたため、測定できません。

本体の材質を傷めるおそれがあります。

脈の極端に弱い方、不整脈のある方は測定できない場合があります

東京都西東京市田無町 6-1-12

CHUA715_716_IM_2001.indd 2

110を押すたびに朝または夜の古いメモリーから順次表示されます。

お名前：

検査証：本製品は弊社の定められた検査に合格しております。

100

脈間隔変動マークについて

4  
またはスイッチを押して、選んだ朝または夜のユーザーメモリーを確認します

メモリー番号表示の後、測定結果を表示します。

ご住所：

90

エラー表示

■ 長期間使用しない場合は、電池を外してください。

（mmHg）
85

体動マークについてを押すたびに朝または夜の新しいメモリーから順次表示されます。

商品コード：〒 188-8511

80■ 直射日光が当たる場所、高温多湿の場所、塩分や硫黄分の多い場所、ほこりの多い場所や水のかかる場所には保管しないでください。
また、水洗いもしないでください。

A

高血圧中等症

至適血圧（目標値）]スイッチを押して、朝または夜メモリー3  [を選びます

本書は、お客様が取扱説明書に従って正しく使用したにもかかわらず、万一故障した場合、本保証規定に従ってお買い上げ後 1 年間は無料修理をおこなうことをお約束するものです。お客様にご記入いただきました本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

（1999 年改訂）

180

１、２、３、・・・・、8９、9０

つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。

WHO/ISH 血圧分類
高血圧重症メモリー番号 が最新のデータになります。

が表示され、最新１週間の平均値（朝は各日朝時間の初回測定の平均、夜は各日夜時間の最終測定の平均）を表示します。
※ 3日以上測定結果がなければ、平均値は表示されません。
※ 朝 メモリー は 朝 時 間 ( A M 3 : 0 0 AM10:59)、夜メモリーは夜時間(PM6:00-AM2:59)に測定された結果が記録されています。

を押し続けます停止

チを離してください。メモリー消去中は電池を取り出さないでください。

120

保証規定

測定を押した状態のまま、12. マークについて新しいを、ユーザー２のメモリーを（約 4 秒 )。消去が完了すると、画面に表示された“ALL CL”が点滅から点灯に変わります。
“ALL CL”が点灯すると消去が完了しますので、それぞれのスイッ

メモリー番号表示の後、測定結果を表示します。

※体動マークが表示された場合は平均値には計算されません。
※測定結果にマーク「」が表示された場合は、「１2．
マークについて」を参照してください。

を離してください。メモリー消去中は※ すべてのメモリーを消去したい場合※点滅します。

血圧分類マークを押し続けます（約４秒）。消去が電池を取り出さないでください。

CHUA715

16. エラー表示について加圧不良の原因になります。

完了すると、画面に表示された“CL”が点滅から点灯へ変わります。
“CL”が点灯すると消去が完了しますので、13. 保管とお手入れのしかた故障の原因になります。

刻を修正するユーザーを選択します。

2  またはスイッチを押して、選んだユーザーメモリーを確認します

ユーザー1、2マーク

2 測定結果が表示されます

３. ]スイッチを長押しします。

消 去したい測定結果を表示してから、スイッチを押して1  またはユーザーを選びます。
が表示され、最新３回分の平均値を示します。
※ 3 回以 上 測定 結果（体 動マーク表 示の測定結果は除く）がなければ、平均値は表示されません。
※ メモリーがない場合は測定結果は表示されません。

スイッチを長押しします。

２. [５.

11. 測定結果を呼び出しましょう●脈拍を感知すると測定マーク

朝時間の開始時刻をAM12:00、AM1:00、AM2:00、AM3:00、AM4:00のいずれかに修正することができます。
（初期設定はAM3:00です。)

17. 製品仕様
商 品 コ ー ド ＣＨＵＡ715、ＣＨＵＡ716-ＢＫ
測 定 方 式 オシロメトリック法
表示 デジタル表示方式
装着部 カフ（腕帯）
適 用 腕 周 範 囲 17.0～36.0cm
測 定 範 囲 圧力：0～280ｍｍHg、目量：１mmHg、脈拍：40～180拍/分
測 定 精 度 圧力：±3mmHg、脈拍：読み取り数値の±5％
臨床性能試験によ 聴診法との誤差の平均 ±5mmHg以内
る血圧測定の誤差 誤差の標準偏差
8mmHg以内時
計 月差±３０秒（２5℃にて）加圧 ポンプによる自動加圧
減圧 電子制御弁による速度制御減圧
排気 電子制御弁による急速排気
定格 DC6V （ 直流）
電源 単3形乾電池（R6P、LR6）4本または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本
電 池 使 用 回 数 アルカリ乾電池：約５00 回 マンガン乾電池：約 150 回（1日1回測定、室温 22℃、170 ｍｍＨｇ加圧で測定の場合）
使 用 温 湿 度 10℃～40℃／相対湿度15％～85％ＲＨ
保 存 温 湿 度 －20℃～60℃／相対湿度10％～95％ＲＨ
使 用 気 圧 範 囲 700hPa～1060hPa
メ モ リ ー 90回 × 2人分（合計180回分）
ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ使用時：クラスⅡ機器：BF 形装着部
電 撃 保 護ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ不使用時：内部電源機器
寸法 約1０５（幅）×166（高さ）×132（奥行）ｍｍ
質量 本体：約400ｇ（電池含まず） カフ（腕帯）：約150g
付
属品 カフ(腕帯)、単３形アルカリ乾電池４本(モニター用)、取扱説明書/保証書、医療機器添付文書/EMC技術資料※ 本製品、および取り出した古い電池を廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処理してください。
※ 本 製品はEMC規格IEC60601-1-2：2014に適合しています。
EMC適合※ 本製品はJIS規格（JIS T 1115：2018）に適合しています。
※ 本製品は在宅での自己血圧測定に使用するものです。医療機関・公共の場所で使用しないでください。
※専 用のACアダプターの入力は100Ｖ～240Ｖ（50Ｈｚ/60Ｈｚ）ですので、国内外で使用できます。（海外でご使用の場合は、ご使用になる国のコンセントにあった変換プラグが必要になります)ACアダプター（AC-230CZ）の主な仕様
入力：：
AC100-240V 50/60Hz 0.12-0.065A
ACアダプタープラグ極性
出力：(positive tip polarity)
DC6V 700mA
使用温湿度：
10℃〜40℃／15％〜85％ RH：
保存温湿度：－20℃〜60℃／10％〜95％ RH
電気用品安全法適合
使用気圧範囲：700hPa〜1060hPa：※ 屋内使用専用
クラスⅡ機器
湿気の多いところや水のかかるところで使用しないでください。
※ 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する事があります。
※充 電池は必ず専用の充電器を使用して充電してください。
•「eneloopR」はパナソニックグループの登録商標です。
•「EVOLTA」はパナソニック株式会社の登録商標です。

0120 - 88 - 6295

本製品は湿気の多いところや水のかかるところで使用しないでください。
●管理医療機器▪医療機器認証番号：228ADBZX00030000（販売名：シチズン上腕式血圧計 CHUAシリーズ）

製造販売元

2001

2020/06/29 14:08