電子血圧計 CH-602B
取扱説明書

保証書付

もくじ
安全上のお願い ･････････････････････････1
各部の名前 ････････････････････････････････2
乾電池の入れ方 ･･････････････････････････3
手首カフの巻き方 ･･･････････････････････4表示マークについて･･････････････････････5
測定方法 ･･･････････････････････････････････6

血圧を正しく測定するために ･････････10
血圧について ･･････････････････････････････11
製品仕様 ･･･････････････････････････････････13
取扱い上のご注意 ･･････････････････････14
修理・サービスを依頼する前に ････････14保証規定・保証書 ･････････････････････････15
ご使用の前にかならずお読みになり、いつでも見られるところに保管してください。

安全上のお願いご使用の前に、この「安全上のお願い」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

警

告測定結果の自己判断、治療は危険です。
心臓疾患、高血圧症、その他循環器に疾患のある方は、予め医師の指導を受けてください。
● 医師の指導に基づいて測定し、診断を受けてください。
● 薬剤の服用は医師の指示に従ってください。
● ペ ースメーカーご使用の方は、かかりつけの医師の指示を受けてください。
●●

注

意

測定中に体に異常を感じたり、気分が悪くなったりした場合には使用を中断して医師の指導を受けてください。
● 血圧測定以外に使用しないでください。
● 意思表示のできない人や乳幼児に使用しないでください。
● 血圧を連続して測定しますと、うっ血、はれなどの原因となる場合があります。間隔（10 分以上）をあけて測定してください。
● 使用中手首カフの圧力が上がり過ぎるなど動作に異常を感じた場合には、電源スイッチを切り圧力を下げ、お買い求めの販売店に相談してください。
● 血管脈の弱い方や不整脈の方は測定できない場合があります。何回測定しても測定できない場合は、お買い求めの販売店に相談してください。
●

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が警告 想定される」内容です。

この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害の注意 みが発生する可能性が想定される」内容です。
1

各部の名前

電池カバー
最高血圧値
表示部

最低血圧値／
脈拍数表示部

測定スイッチ

電源スイッチ手首カフ

2

乾電池の入れ方
電池カバーを開け、電池の向きに注意して単 4アルカリ電池 2 本を入れます。

1. 右図のように、凹み部に指を当て押し開くようにして電池カバーを矢印の方向に外してください。

2. 単 4 アルカリ電池の ＋ − に注意
して、同時に 2 本とも新しい電池に交換してください。

3. 電池カバーの下のフックを先にかけて矢印の方向に押し電池カバーを取り付けてください。

◆ 乾電池の交換● 表示部にマークがでたり、電源スイッチを押しても表示がない場合には、2本同時に新しい単 4 アルカリ電池に交換してください。

4 アルカリ電池以外は使用しないでください。

● 単● 付属の電池はモニター用ですので、所定の電池使用回数を満たさない場合があります。
● ご使用済みの電池は、環境保護のため正しく処分してください。

3手首カフの巻き方●

手首カフを左図のように広げます。

手首カフ

左手のひらを上に向け、本体表示部が手のひら側にくるように手首にかぶせます。
● 手首カフは素肌の上に巻いてください。
● 測 定 可 能 左 手 首 周 長 範 囲 ： 13.5 〜●19.5cm

手首のすじ

ここにすき間ができないよう、ピッタリ巻いてください。

●

左手のひらを上に向け、手首のすじから約1cmはなしたところに手首カフの端をあわせます。

手首カフの下にでた部分を持ち、引っ張りながらしっかり巻きつけます。
● 巻きつけが 緩すぎたり、締めつけすぎたりしないようにしてください。
●●

手首カフのあまった部分を折り返して止めると、手首カフの端が邪魔にならず便利です。

●

手首カフを巻き終えましたら、手のひらを上にして軽く開き、手首カフの中心部が心臓の高さになるようにテーブルまたはクッションなどの上にひじを乗せて測定の準備をしてください。

4表示マークについて

表示マーク

表示の意味
点灯

測定中です。

点滅

脈を検出しました。

測定中に表示されます。

測定開始時に表示されます。
測定が終了して手首カフ内の圧力を減圧していることを示します。

表示マーク

表示の意味
血圧測定が正しく行われなかった。

脈拍数が測定範囲を越えていた。

加圧が不足していた。

乾電池が消耗しています。

280mmHg以上加圧した。

本体が正常に作動していない。

直し方
手首カフを巻き直し、静にしてもう一度測定し直してください。
※参照
手首カフを巻き直し、静にしてもう一度測定し直してください。
新しい乾電池と交換してください。
交換の際は 2 本とも新しくしてください。
電源スイッチを押して測定を中止して、手首カフを外してください。
お買上げ店、または弊社本支店にお持ちください。

※脈拍数が 40拍/分未満、200拍/分を越えた方が測定した場合、正しく血圧を測定できない場合があります。

5

測定方法

1. 電源スイッチを押してください● ブザーが 1 回鳴り、全画面が表示されます。
● 前回測定した最高／最低血圧値が約 1 秒間表示されます。
● 前回測定値が消え、測定準備マークが約 1 秒間表示されます。
● ピ･ピ･ピとブザーが鳴り、0 が表示されます。

ピーピ･ピ･ピ6

2. 手首に本体を装着します4ページの「手首カフの巻き方」にしたがって左手首に手首カフを巻きます。
● 表示部が手首の内側になるようにしてください。
※ 本製品で測定できる手首周長範
囲は 13.5〜19.5cmです。

注意● 手首カフは、巻きつけがゆるすぎたり、締めつけたりしないよう特に注意してください。手首カフの巻き方が 適切でないとエラーが出たり異常値が出やすくなります。

3. 本体を心臓の高さに合わせ、正しい姿勢をとります

測定中は、いすに座って体を動かさずにリラックスしていましょう。
タオルなどを折りたたんで、ひじと手首の間に置いて、本体を心臓の高さに合わせます。
※測定中、手首カフの位置が心臓の位置よりも高かったり、低かったりすると、正しく測定ができない場合があります。

7

4. 測定スイッチを押して測定を開始します● 約180mmHgまで加圧され、加圧が停止されます。
● ❤マークが点灯し、測定が開始されます。
● 血圧値表示が最低血圧値表示部に移り、❤マークが点滅し、ブザーが鳴ります。

ピー※ 180mmHg の加圧で測定できないときは、自動的に加圧値を 210、240、280mmHgに変更し再加圧します。

8

● 測定が 終了しますと▼マークとともに最高血圧値が上段に、最低血圧値が下段に表示されます。同時にカフの空気が排気されます。
● 血圧値と脈拍値が約2秒間で交互に表示されます。
約2秒毎に交互に表示

5. 電源スイッチを押して電源を切ります

Bオートパワーオフ機能
3分間以上測定を行わない 場合、自動的に電源が切れます。
再度測定する場合は電源スイッチを押してください。

9

血圧を正しく測定するために基本事項を守ってください。
● 血圧を測る前に5 ~ 6 回深呼吸をし、リラックスした状態で測 定してください（ 緊 張したり不安定な精神状態のときは、血圧が 安定しません）。

● 心配ごとやイライラがあるとき、睡眠不足や便秘のとき、また運動や食事の後でも血圧は高くなります。

● 手首カフの装着は、血圧測定の中で最も大切なポイントです。手首にぴったりと巻いてください（4 頁参照）。

ここにすき間ができないよう、ピッタリ巻いてください。

● 入浴や飲酒の後では測定を行わないでください。

● 尿意や便意があるときは、排尿や排便をすませてから測定してください。

● 20°C前後の室温で測定してください（寒さは血圧を上昇させます）。

● コーヒーや紅茶を飲んだり喫煙した直後には測定を行わないでください（血圧が高くなります）。

● 楽な姿勢で安静に保って測定してください。手首カフを心臓の高さに保ち、腕を動かしたり、話をしたりしないでください。

● 連続して長時間測定を行
わな いでください 。手首がうっ血して、正しい値 が得られません。

● 毎日、同じ時間に測定しましょう。
血圧は常に変化するので、一度の測定結果ではなく、長期のデータにこそ意味があるのです。ですから、毎日根気よく測りましょう。お薬（降圧剤等）を服用した時間も考慮して 1日のうちで最も安定した状態が保てる時間帯を選んで、毎日できるだけ同じ時間に測定するのが理想的です。

10血圧について
血圧とは･･･
心臓は体の隅々まで血液を循環させるためのポンプで、血液は心臓から一定の圧力で 動脈内に吐出されています。この圧力を動脈圧と言い、一般に血圧とはこの動脈圧をさします。血圧には、血液が心臓から送りだされる時の収縮期血圧（最高血圧）［下図の左］と血液が心臓に 戻るときの 拡張期血圧（最低血圧）［ 下図の 右］などがあります。
《最高血圧》

動脈

左心房動脈

左心房

《最低血圧》

心臓

心臓

左心室

左心室

動脈壁がふくらむ
拡張収縮

血圧の変動
血圧は年令、性別などによって違いますが、その 他に同じ人でも 1 日の体のリズム、姿勢、運動、精神活動、ストレス、気温などの影響を受けやすく、健康な方でも1日の間に大きく変動していると言われております。下図に 1 日の 血圧の 変動を 示します。
この図は、日常生活においても血圧が変動していることを示します。
【血圧の日内変動の一例】
最高血圧160140（mmHg）

血 120
圧値 1008060

最低血圧4020

睡眠1214161820（5分おきに測定した1日の血圧値）

22240204060810

時刻● Bevan AT, Honour AJ, Stott FH. Clin Sci 1969 ; 36:329−44.

11血圧についての Q &A

Q 病院で測ってもらう時と家庭で測る時で血圧値が A違うのはなぜですか？

血圧は、運動や温度や精神状態によって自分では気がつかないとき
でも、20〜40mmHgも変動することがあります。病院などで医師や看護婦さんに測ってもらうと、不安と緊張感から家庭で測るよりも平均で10〜20mmHg程度高くなることがよくあります。ご自分で血圧の変化傾向を知っておかれることが健康管理上で大切なことです。

Q 病院で測ってもらう時より家庭で測る時が高い A
血圧値 になる時があるのはなぜですか？

病院で測ってもらう血圧より高くなる原因として、次のことがあげられます。これらの点を注意して測定してください。

q 測定の際、手首カフの高さを調整していない。
心臓の高さよりも手首カフの位置が低くなると、血圧が高く測定されてしまいます。
w 手首カフの巻き方がゆるい。
手首カフはピッタリと巻いてください。
e 精神的な疲労があるときやイライラしたとき。
深呼吸を5〜6回するなどして、リラックスしてから測定してください。

注意

測定結果の自己判断、治療は危険ですので医師の指導にしたがってください。
● 自己判断は、病気が 悪化することがあります。高血圧症、糖尿病、腎臓病、動脈硬化、末梢血管障害などがある方の場合、手首の血圧値と上腕血圧値に大きな差が出ることがあります。

12

製品仕様
販

売

名

左 手 首 周 長測定方表

シチズン電子血圧計 CH-602B13.5〜19.5cm（測定可能左手首周長範囲）

法

オシロメトリック法（手首一体型カフ）示

デジタル表示方式

囲

圧力 0〜280mmHg、単位 1mmHg、脈拍 40〜 200 拍／分

精度

圧力 ±3mmHg、脈拍 ±5%加圧

ポンプによる自動加圧

減圧

減圧弁による自動減圧

排気電磁弁による自動急速排気測定

範定格及び電源DC3V （電池使用回数アルカリ電池：約250回：直流）単4 形アルカリ乾電池 2本（1 日 1 回測定、室温 22°C 、180mmHg加圧で測定の場合）
使 用 温 湿 度

温度＋10°C〜＋40°C、相対湿度85%以下

保 存 温 湿 度

温度−20°C〜＋60°C、相対湿度85%以下

メ

モ

リ

寸
質
付

属ー

前回測定 1 回分（最高血圧値、最低血圧値）

法

約74（幅）×72（高さ）
×31（奥行)mm（手首カフ含まず）

量

約 110g（電池含まず）品

単 4 形アルカリ乾電池 2 本（モニター用）

護

内部電源機器 （ ：B形装着部）

取扱説明書（保証書付）、収納ケース電撃

保※本製品、及び取り出した古い電池を廃棄する場合は、お住まいの市区町村の方法に従って処理してください。
※本製品はEMC 規格 IEC60601-1-2:2001 に適合しています。 EMC 適合※本製品はJIS 規格（JIS T 1115:2005 ）に適合しています。
※本製品の臨床性能試験は、「医療用具の承認申請に際し留意すべき事項について（平成 11 年 7 月 9日）」に基づいて実施しております。
※本製品は在宅での自己血圧測定に使用するもので、医療機関・公共の場所でご使用しないでください。
※本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する事があります。

製造販売元

13

医療機器承認番号：21100BZY00085000（管理医療機器）

取扱い上のご注意● 直射日光の当たる場所や高温、高湿、ホコリの多● 本体をシンナーやベンジンなどで 絶対に拭かない場所に保管しないでください。故障の原因とないでください。本体の材質を傷めるおそれがあります。

ります。
● 長時間使用しない 場合は 乾電池を外してくださ● 本体がひどく汚れた場合は、中性洗剤をしみこい。乾電池からの液漏れにより、故障の原因となませた布で汚れを良く拭き取り、乾いた布で空拭ります。

きしてください。

● 本体に無理な力を加えたり、落したりしないでく● 手首カフが汚れた場合は、乾いた布で乾拭きしてください。

ださい。故障の原因となります。
● 水洗いしないでください。故障の原因になります。

修理、サービスを依頼する前に修理、サービスを出される前に、次の点を調べてください。
こんなとき電源スイッチを入れ確認するところ

直し方

乾電池が消耗していませんか

新しい乾電池と交換してくださいても何も表示しない 乾電池の ＋ − の向きが間違って 乾電池の向きを正しく入れます
いませんか“❤”マークが点灯しましたか

手首カフを正しく巻きます

手首カフを正しく巻いていますか 手首カフを正しく巻きます
測定できない測定中は安静にしていましたか 静にしてもう一度測定してください
脈波の 極端に弱い方、不整脈のある方は測定できない場合があります
その他の現象乾電池をはずして、新しい乾電池と交換してください◆ 故障を発見した場合はただちに使用を中止し、勝手にいじらず、販売店又は、お客様相談室にお問い合わせください。

14

保証規定
この商品の保証期間はお買上げの日から満 1ヶ年です。
つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。

➀ 誤ったご使用または取扱いによる故障または損傷。
➁ 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
➂ 火災、地震、水害、異常電圧、指定以外の電源およびその他の天災地変や 衝撃などによる故障または損傷。
➃ 保証書のご提示がない場合。
➄ 保証書にご購入日、ご購入店などの記載の不備な場合あるいは字句を書き換えられた場合。
➅ ご使用後の外装面のキズ、破損、外装部品、附属品の交換。
※お買い上げの販売店または弊社にご持参いただくに際しての 諸費用は、お客様にご負担願います。
• 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
• 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
製造販売元

k販売店様へお願い：保証期限などの記載事項を必ずお確かめください。

保証書

持込修理

このたびは、電子血圧計をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。この製品が、取扱説明書にもとづく通常のお取扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じました場合は、本保証書を現品に添えてお買上げの販売店または弊社にご持参くだされば、保証期間内に限り無料にて修理・調整させていただきます。お客様にご記入いただきました本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

販 売 名

電子血圧計 CH-602B

お 客 様
お 名 前様TEL.

--

ご 住 所 〒

ご購入日

年月

ご購入店

（ご購入店を必ずご捺印下さい）

保証期間

ご購入日より 1 年間日

製造販売元

検査証：本製品は弊社の定められた検査に合格しております。

15

CITIZENはシチズンホールディングス株式会社の登録商標です。

0702