白 金 測 温 抵 抗体
温 度 セン サ

TEIJINSENSOR
小型

高応答防水

耐環境

耐薬品性

白金測温抵抗体 温度素子
小型温度素子 （ELシリーズ）
型式

EL701H

EL701T

EL801H

公称 抵抗値

100Ω

1000Ω

100Ω

-70〜500℃（JIS B級）-196〜150℃（JIS B級）-70〜500℃（JIS B級）
温 度 範囲-50〜300℃（JIS A級）
0〜150℃（JIS AA級）

3850ppm/K

抵抗 温 度係 数
規 定電 流絶 縁抵抗

0.3〜1.0mA

0.1〜0.3mA

100MΩ以上（at 20℃）/ 2MΩ以上（at 500℃）

素子サイズ

1.25×1.7×0.8mm

応答 性（※）

t 0.9=0.12s

0.3〜1.0mA
100MΩ以上（at 150℃）
1.9×2.3×1.0mm
t 0.9=0.2s※（水中流速0.4m/s環境）

シースタイプ (SSシリーズ )感温部を金属シースにて保護しているタイプです。
小型感温部形状により、高応答性かつ装置組込が容易です。
・標準サイズ・許容差・使用温度範囲
・応答性(90%応答)・シース材質

φ2.0×7mm ※4線式はφ2.3×10mm
JIS A級 又は B級−50〜230℃
t 0.9=1.3s
SUS316L ※4線式はSUS304

10mm

7mm

φ2.0mm

φ2.3mm

3線 式

絶縁保護タイプ (EPシリーズ )4線 式

角型タイプ (Rシリーズ )感温部を絶縁保護しているタイプです。

感温部を角型ブロックにて保護しているタイプです。

保護管や測定部に接着剤等で埋め込んでご利用いただけます。

測定対象面にネジ固定や挟み込んで・標準サイズ・許容差・使用温度範囲・応答性(90%応答)

圧接させて測定する場合に適しています。

φ1.8×6.5mm
JIS B級−50〜200℃
t 0.9=1.5s

6.5mm

・標準サイズ・許容差・使用温度範囲・応答性(90%応答)

6×14×3mm
JIS A級 又は B級−50〜230℃
t 0.9=2.9s

14mm

3ｍｍ
φ1.8mm6mm

素子露出タイプ (Bシリーズ )接続端子タイプ (Mシリーズ )感温部となる温度素子が露出しているタイプです。
素子が露出している為、応答性が非常に優れており、実験・研究用途に適しています。
・素子サイズ・許容差・使用温度範囲・応答性(90%応答)

感温部を接続端子にて保護しているタイプです。
端子穴を利用してネジ固定し、測定する場合に適しています。
・標準サイズ・許容差・使用温度範囲

1.25×1.7×0.8mm
JIS A級 又は B級−50〜230℃
t 0.9=0.12s

1.7mm

0.8ｍｍ
1.25mm

M3,M4ネジ用端子JIS B級−50〜230℃

FEP樹脂モールドタイプ (Fシリーズ/FCシリーズ )PFA樹脂モールドタイプ (PFシリーズ/PCシリーズ )感温部をFEP樹脂にて保護しているタイプです。

感温部をPFA樹脂にて保護しているタイプです。

防水性・耐環境性に優れており、流体測定する場合に適しています。

耐薬品性・防水性に優れており、薬品に接液する場合に適しています。

FCシリーズは内側にSUSシースが入っています。

PCシリーズは内側にSUSシースが入っています。

・標準サイズ・標準サイズ

Fシリーズ：φ3.2×12mm
FCシリーズ：φ3.2×12mm
・許容差JIS A級 又は B級
・使用温度範囲−50 〜 200℃
・応答性(90%応答) Fシリーズ t 0.9 = 11.7s
FCシリーズ t 0.9 = 10.4s

PFシリーズ：φ3.2×12mm
PCシリーズ：φ3.2×12mm
・許容差JIS A級 又は B級
・使用温度範囲−50 〜 230℃・応答性(90%応答) PFシリーズ t 0.9 = 11.7s
PCシリーズ t 0.9 = 10.8s

12mm12mm

12mm

12mm

φ3.2mm

φ3.2mm

φ3.2mm

φ3.2mm

Fシリーズ

FCシリーズPFシリーズ

PCシリーズ

PFA樹脂モールドシースタイプ (Pシリーズ )防滴タイプ (SCシリーズ )感温部をPFA樹脂にて保護しているタイプです。

感温部を防滴保護しているタイプです。

耐薬品性・防水性に優れており、薬品に接液する場合に適しています。

シースタイプにFEPチューブを被せた構造により、シース形状の為、コンプレッションフィッティング等で取付可能です。

防滴性と高応答性を両立しています。

・標準サイズ・標準サイズ
φ2.0×7mm
・許容差JIS A級 又は B級
・使用温度範囲−50 〜 200℃
・応答性(90%応答) t 0.9 = 1.3s
7mm

シース径φ3.2 / φ4.0 / φ6.0mm
チューブ長についてはご相談ください。
・許容差
JIS A級 又は B級
・使用温度範囲−50 〜 230℃・応答性(90%応答) t 0.9 = 18.2s（φ4.0のとき）

φ3.2mm φ4.0mm

φ2.0mm

φ6.0mm

極低温タイプ (CRシリーズ )耐電圧タイプ ( W Vシリーズ )

液体窒素温度-196℃に対応するタイプです。

小型かつ耐電圧性に優れるタイプです。

液体窒素の接液や同極低温域での測定に適しています。

高電圧環境下での測定に適しています。

・素子サイズ
φ2.7×14mm
・許容差JIS A級 又は B級
・使用温度範囲−200 〜 200℃
・応答性(90%応答) t 0.9 = 5.9s

・標準サイズ
φ1.92×8mm
・許容差JIS B級
・使用温度範囲−50 〜 230℃・応答性(90%応答) t 0.9 = 1.9s
・耐電圧
3,000 Vac (1分間)14mm

φ2.7mm8mm

φ1.92mm

特注品
ご要望に合わせた様々な特注対応が可能です。温度測定に最適なソリューションをご提案致します。
UL対応部材を使用した温度センサもご相談ください。
シースタイプシースタイプ（太 径タイプ）（ロングタイプ）

特殊樹脂モールドタイプ

配管組込タイプ

熱電対シリーズ

アプリケーション
ご要望に合わせた様々な特注対応が可能です。温度測定に最適なソリューションをご提案致します。

〈 バイオ関連 〉〈 半導体関連 〉〈 装置関連 〉〈 モーター関連 〉

・恒温槽

・薬液タンク・レーザー発振器

・発電機

・培養槽

・洗浄機

・電子顕微鏡・モーター内コイル部

・気体槽

・テーピング機

・射出成形機・ICハンドラー※その他にも様々なアプリケーションに対応

白金測温抵抗体 温度素子型式
EL701H

素子Pt100 （−70〜500℃）

EL701T

素子Pt1000（−70〜500℃）

EL801H

素子Pt100 （−196〜150℃）

白金測温抵抗体 温度センサ型式
45

公称抵抗値

温度許容差

センサ部サイズ

結線方式

センサ種 別64

SS : シース

F,FC

EP : 絶縁保護

PF,PC,P : PFA樹脂モールド

R: 角型

SC: 防滴B: 素子露出

CR: 極低温

M3 : M3ネジ用端子

WV: 耐電圧(3線式)2.0×7 (4線式)2.3×10例)PFシリーズ

3.2×12
上記は標準仕様の一例です。
別途ご相談ください。

5公称抵抗値
H: 100Ω

T: 1000Ω

63温 度許容差
A: A級

B: B級

センサ部サイズ例)SSシリーズ: FEP樹脂モールド

M4 : M4ネジ用端子27リード線長

3リード芯線構成

2センサ種別11結線方式
2: 2線式

3: 3線式

4: 4線式

リード芯線構成
1P : 単線(AWG30)
7P : 撚線(AWG28)

7

リード線長
150: 150mm

2000 : 2000mm

型式例

200: 200mm

3000 : 3000mm

300: 300mm❶シース,❷100Ω,❸B級- ❹2.0×7- ❺3線 式- ❻ 撚 線 -L❼300mm

600: 600mm

SSHB-2.0×7-3-7P-L300

1000 : 1000mm
1500 : 1500mm〈問い合わせ窓口〉〒550-8587 大阪市西区土佐堀1-3-7肥後橋シミズビル
TEL 06-6459-5210 FAX 06-6459-6057

URL: https://www.teijin-eng.co.jp

2024 年1月