Teszt EIZO CG2700X: Profi grafikus UHD
felbontással
A 27" 4K grafikus monitor kiváló felületi homogenitást és nagyon nagyszínskálát kínál a legigényesebb képretusáláshoz és színbiztos proofszimulációkhoz.

Bevezetés
Az EIZO CG2700S tulajdonságairól már tavaly nyáron meggyőződhettünk. A
CG2700X-et akkor jelentették be, de a német piacon még nem volt elérhető.
Éppen időben a piaci bevezetés előtt most próbára tehetjük a ColorEdge sorozat
legújabb modelljét. A lécet magasra tettük. Kíváncsiak vagyunk, hogy a CG2700X
hogyan viszonyul kistestvéréhez.
Mindkét modell 27 hüvelykes IPS-panellel rendelkezik, de a CG2700X felbontása
sokkal finomabb. A 3840 x 2160 képpont nem csak bőséges helyet ígér az
asztalon, hanem optimális szöveg- és grafikus megjelenítést is. Ráadásul akontraszt-tartomány és a stabilitás is jelentősen javult a jelenleg kapható IPSváltozatok többségéhez képest. Az EIZO ezt True Black technológiának nevezi.
Szintén örömteli: a viszonylag magas maximális fénysűrűség. Ez azonban még
nem teszi alkalmassá a CG2700X-et a színkorrekcióra és a HDR anyagok
professzionális környezetben történő retusálására. Minden más felhasználó
azonban értékelni fogja a hardveres kalibrációba integrált, átfogó HDRtónusgörbéket.
A szokásos módon a skálázó csővezeték tartalmaz egy 16 bites, programozható
3D LUT-ot. Ez a ColorNavigator segítségével tovább optimalizálható az adottalkalmazáshoz. Az EIZO által kifejlesztett hardveres kalibrációs szoftver mindig isgarancia volt a rendkívül pontos színvisszaadásra. A monitorba épített
mérőeszköznek köszönhetően nincs szükség külön szondára.
A színkritikus környezetben való használathoz azonban a nagy teljesítményű
jelfeldolgozás csak szükséges, de nem elégséges előfeltétel. Legalább ilyen fontos
a lehető legnagyobb színskála. A CG2700X-nek szinte teljes mértékben le kell
fednie az Adobe RGB és a DCI-P3 RGB színeket. Ez azt jelenti, hogy az összes
szokásos ofszetnyomtatási körülmény megbízhatóan reprodukálható. A bevált"Digital Uniformity Equalizer", a területi homogenitást javító kiegyenlítő funkció isújra a fedélzeten van.
Az USB-C-n keresztül a csatlakoztatott notebook videójeleket továbbíthat amonitorra, és a billentyűzet és az egér, valamint a tápellátás és a hálózat adatai
is ellátják. Egy második USB-csatlakozó lehetővé teszi a KVM-funkciókat. Két
csatlakoztatott rendszerhez csak egy bemeneti eszközkészletre van szükség.
A funkciókkal és specifikációkkal kapcsolatos részletes információkat az EIZOCG2700X adatlapon talál.

Szállítási terjedelemAz EIZO a CG2700X készüléket egy HDMI-kábellel, két USB-kábellel (C-típusú és
A-típusú-B-típusú) és egy tápkábellel szállítja. Hiányzik egy DisplayPort kábel,amelyet ma még gyakran használnak. A zavaró fényhatásokat egy fényvédő
segítségével csökkentik.
Ezenkívül egy jelentés bizonyítja a gyári kalibrálást. A teljes felhasználói kézikönyv
és a ColorNavigator szoftver a hardver kalibráláshoz letölthető az EIZO
honlapjáról.

Optika és mechanikaKülsőleg a CG2700X és a CG2700S teljesen hasonló. Ez nem szokatlan az EIZOtól. Még a múltban is legfeljebb csak óvatosan igazították a dizájnt.
Tesztkészülékünk ennek megfelelően egyszerűnek és mozdulatlannak mutatkozik.
Ennek ellenére az "unalmas" jelző nem tesz igazságot. A sötét műanyagból készült,
sallangmentes burkolat jól illeszkedik bármilyen munkakörnyezetbe. A paneltátlátszó keret veszi körül. Ez a felső középső részen megvastagszik, és egy dudort
alkot, amely a beépített mérőeszközt tartalmazza. Aktiválás után kihajtható.
Hiányolunk azonban egy porvédelmet biztosító patentot.

A beépített mérőberendezés behúzott állapotban
A hátlap is rendezett módon mutatja meg magát. Meghatározó dizájnelemek az
EIZO logó és egy finom fémrács, amely nagy területeket fed le, és biztosítja a jóhőelvezetést.

EIZO CG2700X fényvédő képernyővel

A keret szélessége körülbelül 1,9 cm. A felső részen 3,1 cm-t mérünk. Az asztalon
az EIZO CG2700X alig 24 cm-t foglal el. Az állvány nélkül még körülbelül 8 cm
marad.

Álló láb és USB bemenet
Az anyagok megjelenése és az építési minőség jó, de nem haladja meg jelentősen
az osztály átlagát. A rések mindenütt kicsik maradnak.

Legalacsonyabb pozíció elölről
Legalacsonyabb pozíció hátulról

Legmagasabb pozíció elölről
Legmagasabb pozíció hátulról

A magassági beállítási tartomány 15,5 cm. A legalacsonyabb beállításban a keret
alsó széle és az asztal felülete közötti távolság 3,5 cm. A legmagasabb állásban 19

cm-t mérünk. A maximális hátrafelé dőlés 35 fok. Az ellenkező irányú dőlés
körülbelül 5 fokig lehetséges. Az alternatív rögzítési rendszerek a monitorhoz a
VESA 100 csavaros csatlakozáson keresztül csatlakoztathatók.

Maximális dőlésszög hátrafelé
Maximális előre dőlési szög
Az állvány mindkét irányban 180 fokos elfordulást tesz lehetővé.

Oldalirányú forgás jobbra
Oldalirányú forgás balra
Az EIZO CG2700X egy forgatható csukló segítségével portré tájolásban isműködtethető.

A függőleges beállítása (forgáspont) elölről

Függőleges beállítás (pivot) hátulról
A működés közben keletkező hulladékhőt a meghosszabbított perforált lemezzelés néhány további szellőzőnyílással ellátott házon keresztül vezetik el. A fényerővagy kontrasztfüggő zaj teljesen hiányzik.

Az EIZO CG2700X hátulja a perforált lemezzel
A fényvédő képernyő ambivalens benyomást kelt. Egy darabból készül, és abeépített mágneseknek köszönhetően pillanatok alatt felszerelhető. Sok
konkurens termék kezelése sokkal bonyolultabb.
A kivitelezés minősége és a tapintás azonban közepes. Ráadásul nincs lehetőség
a rekesz használatára portré módban.

Energiafogyasztás
140 cd/m² fénysűrűség mellett mindössze 0,8 cd/W hatékonyságot határozunkmeg. Ezzel az EIZO CG2700X nem egy hatékonysági csoda. A felbontás és aszínskála itt is kiveszi a részét. Ráadásul a területhomogenitás-növelés miatt a
fehér szint is csökken. A "Fényerő" beállítással az energiafogyasztás ennek
megfelelően kissé csökken.
Energiatakarékos üzemmódban az energiafogyasztás kellőképpen csökken. A
valódi teljesítménykapcsolónak köszönhetően végül nullára csökkenthető.

Gyártó

Mérhető

Működési maximum

225 W

62 W

Tipikus működés

34 W

-

140 cd/m² (DUE: be)k. A.

33,4 W

140 cd/m² (DUE: fényerő)k. A.

35,6 WMűködési minimum

k. A.

27 W

Készenléti üzemmód

0,5 W

0,5 W

Kikapcsolva (hálózati kapcsoló)

0W

0W

Kapcsolatok

Az EIZO CG2700X három csatlakozón keresztül fogad videojeleket. A felhasználó
rendelkezésére áll egy DisplayPort, egy HDMI és egy USB-C bemenet DisplayPort
megvalósítással. A színcsatornánkénti 10 bites betáplálás minden bemenetnél
lehetséges RGB és YCbCr színalámintavételezés nélkül.

Az EIZO CG2700X jelbemenetei
A beépített USB-hub négy 3.1-es (2 x) és 2.0-s (2 x) verziójú aljzatot biztosít. Az
interfészek az oldalra süllyesztve találhatók, míg a számítógéphez való csatlakozás
a hátsó porttömbön keresztül történik. Itt található egy USB-C interfész és egy
USB-B upstream port. Ezek az OSD-n keresztül a három jelbemenet egyikéhez
rendelhetők. A váltás ezután automatikusan megtörténik. Egy egyszerű, defunkcionális KVM kapcsoló.
Az USB-C interfész felhasználási lehetőségei azonban messze túlmutatnak a KVMváltókon. Az Ethernet otthoni hálózatból származó adatok itt is elérhetőek,amelyek a szintén jelen lévő RJ-45-ös aljzaton keresztül jutnak el a monitorhoz. A
csatlakoztatott eszközök akár 94 wattos teljesítményig is táplálhatók. Az EIZOCG2700X tehát egy USB-C dokkolót helyettesít. Örvendetes fejlesztés, amely
egyre több monitorba kerül.

MűveletA szinte teljesen feliratozatlan kezelőszerveket az alsó keretbe süllyesztették. A
navigáció megkönnyítése érdekében az aktuális funkciókiosztásuk megjelenik. A
bekapcsoló kivételével ezek érintésérzékeny gombok. A kialakításból adódóan
nincs haptikus visszajelzés. A különböző műveletek - beleértve a jelbevitel és aképmód megváltoztatását - közvetlenül elvégezhetők.

OSD
Az átfogó hardveres kalibráció ellenére az EIZO nem nélkülözi a nagyon átfogó
OSD-t. Hét, jól áttekinthetően strukturált főmenüpontra van felosztva.
A háttérvilágítás intenzitása a fényerőszabályzóval változtatható. A kívánt fehér
pont beállítható a Kelvinben megadott előre beállított értékekkel, három RGB
erősítésszabályozóval vagy normatív előírásokkal.
A tónusérték-görbe megváltoztatása a gammavezérlőn keresztül lehetséges. A
rögzített értékek (1,6-2,7) mellett többek között az sRGB karakterisztika isközvetlenül kiválasztható. Ezenkívül PQ és HLG gammagörbék is rendelkezésreállnak. A gradációs karakterisztika itt további paramétereken keresztül állítható
be. A színtér emuláció is kiterjedt. Az sRGB és az Adobe RGB mellett a DCI-P3 RGB
és az ITU-R BT. 2020 is rendelkezésre áll. Az opcionális gamut clipping biztosítja

a gamuton belüli színek pontos reprodukálását, és különösen érdekes az ITU-R BT.
2020 által meghatározott színskála. A színtér-emuláció a ColorNavigator
segítségével egyedileg vezérelhető.
Három skálázási beállítás teszi lehetővé a bejövő jelek lapkitöltést, területkitöltést
és skálázatlan megjelenítését. A dinamikatartományukat is figyelembe veszik.
Bizonyos feltételek mellett (lásd az "Interpoláció" című szakaszt) akár egyszerű
pixelismétlés is használható.
Az önkalibrálás egy külön menüponton keresztül konfigurálható. A szükséges
célparamétereket a ColorNavigatorral végzett korábbi kalibrálásból határozza
meg. A beállításokat, például a pontos időzítést azonban a felhasználó is teljes
egészében a szoftverben kezelheti.
Egyéb funkciók közé tartozik a menü nyelvének kiválasztása és az OSD
pozicionálása.

Menü: Signal
Menü: Szín

Menü: Szín -> Speciális
Menü: Önkalibrálás

Menü: Képernyő
Menü: BeállításokKépminőség és jelfeldolgozásÁltalános
Az EIZO 27 hüvelykes IPS-panelt használ LED-háttérvilágítással a CG2700X
esetében. Az adatlapon további információ nem található. A kibocsátási spektrum
optimalizálására, azaz a kívánt, viszonylag keskeny sávú tartományba valóátalakítására vagy szűrésére úgynevezett kvantumpontokat használhattak. Az
EIZO CG2700S-hez képest alig van különbség.

Spektrális sugárzáseloszlás fehér (színhely ~D65) a színszűrők szerint (i1Pro 2;
optikai sávszűrő: 10 nm)
A kiváló LC panellel együtt az EIZO laboratóriumaiban kifejlesztett és ASIC-beöntött skálázó is rendkívül pontos színvisszaadást biztosít. A programozható 3D
LUT-ot a reklámban és az adatlapon külön kiemelik, de végső soron csak egy elemea kiterjedt jelfeldolgozási láncnak. Ennek megfelelően magasak az elvárásaink.
Ennek ellenére az EIZO CG2700X képes megfelelni nekik. Kijelzője mindigösszhangban van az elvégzett beállításokkal. Vizuálisan és metrológiailag (lásd akövetkező fejezeteket) sem lehet panasz - még a ColorNavigator segítségével
végzett hardveres kalibrálás előtt sem.

Tesztkép a szürke gradiensek ellenőrzéséhez
A semleges és homogén kijelző mellett az EIZO CG2700X az IPS-panel nagyon jó
betekintési szögstabilitásával és viszonylag magas kontraszt-tartományávalpontszerző. Ezen túlmenően az IPS-technológiánál egyébként gyakori

kontrasztvesztés, amely szemből nézve is zavaró fényesedést eredményezhet,
nagymértékben csökkent.
BevonatA panel felületi bevonata nagy hatással van a kép élességének, kontrasztjának és
a környezeti fényre való érzékenységének vizuális értékelésére. A bevonatot
mikroszkóppal vizsgáljuk, és a panel (legelső film) felületét extrém nagyításban
mutatjuk be.

Az EIZO CG2700X bevonata
Referenciakép a bevonatról
A szubpixelek mikroszkopikus nézete, a képernyő felületére összpontosítva: Az
EIZO CG2700X matt, matt felületű, mikroszkopikusan látható diffúziós
mélyedésekkel. A szemcsés vagy csillogó hatások teljesen hiányoznak.

Interpoláció
A tesztjeleket jól feldolgoztuk. A grafikus kártya általi skálázás nem javítja amegjelenítést. Az EIZO külön élességszabályozó nélkül teszi, de a legtöbb
megvalósításban ez amúgy is csak megkérdőjelezhető javulást eredményez.
A négyzetes pixelarányú tartalmak torzítás nélkül jeleníthetők meg. Ugyanez
vonatkozik azonban az ettől eltérő SD videojelekre is.

Méretezési lehetőségek

Az alábbi képek nagyjából érzékeltetik a méretezés minőségét. A kamera és aképernyő távolsága mindig azonos, és a kép mindig az oldalnak megfelelően teljes
képernyőre van méretezve.

Felbontás 3840 x 2160 (natív)
Felbontás 1920 x 1080

Felbontás 1024 x 768

Felbontás 3840 x 2160 (natív)
Felbontás 1920 x 1080

Felbontás 1024 x 768
A "Legközelebbi szomszéd" beállítás a jelet egyszerű pixelismétléssel skálázza.
Az opció csak olyan bemeneti felbontásokra vonatkozik, amelyek egy egész
számú tényezővel leképezhetők a teljes panelfelbontásra. Ide tartozik a tipikus
Full HD jel az 1920 x 1080 képpontjaival. Az eredmény az alábbiakban látható.

Felbontás 1920 x 1080 - "Legközelebbi szomszéd" (pixelismétlés)

Felbontás 1920 x 1080 - "Legközelebbi szomszéd" (pixelismétlés)Juddertest
Az EIZO CG2700X által támogatott frekvenciák és lejátszási jellemzők
teszteléséhez különböző jeleket tápláltunk be, és kiértékeltük az eredményt.

Juddertest az EIZO CG2700X készüléken
A 24 és 75 Hz közötti tesztjelek mindenhol támogatottak. A kijelző minden, avideolejátszás szempontjából különösen fontos frissítési frekvencia (24 Hz, 50
Hz, 60 Hz) esetén remegésmentes.
Deinterlacing
Mivel az LC-kijelző mindig teljes képkockás (progresszív), a beépített deinterlacernek a bejövő mezőkből (interlaced) teljes képkockás szekvenciát kell létrehoznia.
A deinterlacinget 3:2 és 2:2 ritmusú mezősorozatokkal ellenőrizzük, majd valódi,
nem egybefüggő mezőkkel rendelkező videoanyagot játszunk le. Optimális
esetben a deinterlacer az első két esetben veszteség nélkül képes rekonstruálni az
eredeti teljes képkockás szekvenciát.

Az EIZO CG2700X nem ismeri fel az eredeti teljes képeket. A felbontás
csökkenése a következmény. A deinterlacing azonban összességében elég jólműködik. A fésűs artefaktumok még a kevés képen belüli mozgással rendelkező,rossz minőségű anyagok esetében is hiányoznak.

A 3:2 jelek felismerésének hiánya
Nem ismeri fel a 2:2 jeleket

A video mód deinterlacing tesztelése
Jelszint és színmodell
Az EIZO CG2700X digitális RGB és YCbCr jeleket dolgoz fel. A dinamikatartománya "Bemeneti tartomány" beállítással állítható be. A "Korlátozott" beállítás btb és
wtw komponensek nélküli közös videojelet feltételez (tónusérték-tartomány 8
bites pontossággal: 16-235). A "Limited (109 % White)" (Korlátozott (109 %White)) ezzel szemben megőrzi a fénypontokban rejlő lehetséges információkat(tónusérték-tartomány 8 bites pontossággal: 16-254). A "Full" (Teljes) a megfelelő
választás a teljes dinamikatartományt használó jelekhez (tónusérték-tartomány 8
bites pontossággal: 0-255).

Dinamikus tartomány beállítása

Megvilágítás
Tesztkészülékünk megvilágítása nagyon jó. Még a széleken is alig vannak
egyenetlenségek. Még a rendkívül hosszú expozíciós idővel készült felvételek iscsak kevés artefaktumot mutatnak.

A monitor megvilágítása rövid expozíciós idővel
A monitor megvilágítása hosszú expozíciós idővel

Képi homogenitás
A kép homogenitását négy tesztkép (fehér, semleges tónusú, 75 %, 50 %, 25 %fényerősségű) alapján vizsgáljuk, amelyeket 15 ponton mérünk. Ennek eredményeaz átlagolt fényerősség-eltérés %-ban és a szintén átlagolt delta C (azaz aszíntelítettség-különbség) az adott központilag mért értékhez viszonyítva.

Fényerő eloszlás [%] (DUE: Egyenletesség)
Színegyenletesség [Delta C] (DUE: Egyenletesség)
A DUE ("Digital Uniformity Equalizer") megvalósítása mindig is a ColorEdge sorozat
egyik kimondott erőssége volt. Ez az EIZO CG2700X esetében sem változik. A
kijelző rendkívül egyenletes a teljes panelfelületen és az összes középtónuson. A
fényerő- és színeltérések szabad szemmel nem láthatók, és méréssel sem
mutathatók ki.
A speciális billentyűkombinációval (a kézikönyvben látható) vagy a ColorNavigator
segítségével védett Administrator menüben csökkenthetők a kiegyenlítő funkció
beavatkozásai (DUE Priority: Brightness). Ez növeli a kontraszt tartományt.

A fényerő eloszlása [%] (DUE: fényerő)Színtisztaság [Delta C] (DUE: fényerő)A színeltolódás még mindig nagyon alacsony. A fényerő eloszlás azonban
jelentősen romlik. A korábban majdnem tökéletes eredményből kiindulva a jóminősítés mégis csak éppenhogy elmarad.
Ezen a ponton szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a méréseink helyzete az
ISO 12646 szabvány követelményeihez képest a szélek felé tolódik el.
Fényerő, fekete szint, kontraszt
A méréseket a D65-ös fehérpontra történő kalibrálás után végezzük. Ha
lehetséges, minden dinamikus vezérlést (beleértve a helyi fényerőszabályozástis) kikapcsolunk. A szükséges beállítások miatt az eredmények alacsonyabbak,
mint a natív fehér ponttal végzett tesztsorozat esetén.
A mérési ablakot nem veszi körül fekete keret. Az értékek ezért jobban
összehasonlíthatók az ANSI-kontraszttal, és sokkal jobban tükrözik a valós
helyzeteket, mint a sima fehér és fekete képek mérései.

Az EIZO CG2700X - D65 fényerő- és kontrasztgörbéje (DUE: Egyenletesség)
Az EIZO CG2700X - D65 fényerő- és kontrasztgörbéje (DUE: Fényerő)Fehér fénysűrűség (DUE: Egyenletesség):
Fényerő

Született

D65

5800 KD50

100 %446,1 cd/m²

430,2 cd/m²

433,3 cd/m²

439 cd/m²

50 %-

297,2 cd/m²

-

-

0%

-

42,5 cd/m²--

Fekete fénysűrűség (DUE: Egyenletesség):
Fényerő

Született

D65

5800 KD50

100 %0,33 cd/m²

0,33 cd/m²

0,33 cd/m²

0,33 cd/m²

50 %

-

0,22 cd/m²

-

-

0%

-

0,03 cd/m²--

Fehér fénysűrűség (DUE: fényerő):Fényerő

Született

D65

5800 KD50

100 %513,8 cd/m²

495,8 cd/m²

499,8 cd/m²

505,6 cd/m²

50 %

-

290,9 cd/m²

-

-

0%

-

42,4 cd/m²--

Fekete fényerő (DUE: fényerő):Fényerő

Született

D65

5800 K

D50

100 %

0,33

0,33 cd/m²

0,33 cd/m²

0,33 cd/m²

50 %

-

0,19 cd/m²

-

-

0%

-

0,03 cd/m²--

A szinte natív fehér ponttal több mint 510 cd/m² maximális fénysűrűséget érünk
el. A gyári specifikáció itt tehát nem ígér túl sokat. Ez azt jelenti, hogy szinte
minden SDR alkalmazási területre elegendő tartalék áll rendelkezésre. Még az
ISO 3664 P1 szabvány szerinti mintavételezéshez szükséges 640 cd/m²-t ismegközelítjük. Erre a magas értékre az ott szükséges 2000 lx-es megvilágítás
miatt van szükség (például a sajtóteremben történő élőpróbához).
A kontrasztarány a fényerő beállítások teljes tartományában nagyon
tisztességes, 1500:1 arányú. A DUE üzemmódba (Prioritás: Egyenletesség) valóátkapcsolás után a kontrasztarány még mindig jó 1350:1-re csökken. A
maximális fénysűrűség most 450 cd/m² körül van.

Nézőpont
A maximális betekintési szög gyári specifikációja 178 fok vízszintesen ésfüggőlegesen. A számadatok 10:1 maradék kontraszton alapulnak, ami a modern
IPS- és VA-paneleknél jellemző. További színtani változások azonban nem vagy
csak elégtelenül szerepelnek a specifikációban.

Az EIZO CG2700X betekintési szöge
Az EIZO CG2700X IPS-panelje nagy betekintési szögstabilitásával győz meg. Az
árnyalat- és gradációváltozások jelentősen csökkennek a VA panelekkel ellátott
képernyőkhöz képest. Ezek a tulajdonságok lehetővé teszik a színkritikus
tartalmak nagy felületű megjelenítését.
Óvintézkedéseket tettünk a betekintési szög okozta fényesítő hatások
csökkentése érdekében is. Ennek eredményeképpen javul a szubjektív fekete
szint még szemből nézve is, mivel a kép homogénebb marad a szélek felé még
közeli nézési távolságban is.

Oldalról nézve csökkentett fényerősség

Kolorimetrikus vizsgálatok
CIELAB színtér-összehasonlítás (D50)
A következő ábrák a D65 fehér pontra történő kalibrálás utáni színmérési
adatokon alapulnak. A CIELAB-ban a készítmény referenciafehérje a D50(Bradforddal kiigazítva).
Fehér térfogat: képernyő színtér
Fekete térfogat: referencia
színtér Színes térfogat: metszéspontÖsszehasonlítási célok: sRGB, Adobe RGB, ECI-RGB v2, ISO Coated v2 (ECI),DCI-P3 RGB.
Színtér

Borító

ISO bevonat v2

99 %

sRGB

100 %

Adobe RGB

99 %ECI-RGB v2

92 %DCI-P3 RGB

97 %Az sRGB és az Adobe RGB teljes mértékben lefedett. A FOGRA39 jellemzési
adatok által leírt ofszetnyomtatási körülmények is pontosan reprodukálhatók. Ez
lehetővé teszi az értelmes proof-szimulációkat. Az ECI-RGB v2 viszonylag magas
lefedettsége, amelyet gyakran használnak a médiasemleges
munkafolyamatokban, szintén örömteli.
A HDR-videó munkafolyamatokban való használat során a DCI-P3 RGB
lefedettsége fontos szerepet játszik. Az EIZO CG2700X itt is meggyőző.

Fedél ISO bevonat v2, 3D vágás 1
Cover ISO Coated v2 , 3D vágás 2

Lefedettség sRGB, 3D vágás 1
Lefedettség sRGB, 3D vágás 2

Lefedettség Adobe RGB, 3D vágás 1
Borító Adobe RGB, 3D vágás 2

Lefedettség ECI-RGB v2, 3D vágás 1
Lefedettség ECI-RGB v2, 3D vágás 2

Fedél DCI-P3 RGB, 3D vágás 1
Fedél DCI-P3 RGB, 3D vágás 2
Mérések a kalibrálás és profilkészítés előtt
A dinamikus vezérléseket lehetőség szerint kikapcsolják a későbbi vizsgálatokelőtt.
Gyári beállítás (színmód: Felhasználó)
Az EIZO CG2700X gyári beállítása hibátlan. Az összes általunk rögzített
paraméter szinte tökéletesen megfelel az aktuális OSD-beállításnak. A
szürkeegyensúly kiváló.

A részletes vizsgálati eredmények PDF formátumban letölthetők.
Színmód sRGB az sRGB-vel összehasonlítva

A részletes vizsgálati eredmények PDF formátumban letölthetők.
Adobe RGB színmód az Adobe RGB-vel összehasonlítva

A részletes vizsgálati eredmények PDF formátumban letölthetők.
DCI-P3 RGB színmód a DCI-P3 RGB-vel összehasonlítva

A részletes vizsgálati eredmények PDF formátumban letölthetők.
A már az elején is nagyon pozitív kép folytatódik az általunk mért képi
módokban. Az eltérések a világos színekben nagyon kicsik. A szürkeegyensúly ismeggyőző. A megfelelő tartalmak így további intézkedések nélkül is nagyon
vonzóan reprodukálhatók, még a színkezelésre nem képes alkalmazásokban is.
Mérések a kalibrálás és profilalkotás utánAz alábbi mérésekhez az EIZO CG2700X hardveres kalibrálását és profilozását aColorNavigator programban végeztük "Standard" prioritás beállítással (erről abeállításról bővebben a "ColorNavigator" részben). A célfényerő 140 cd/m² volt.
Fehér pontként a D65-ös értéket választottuk. Ezek egyike sem általánosanérvényes ajánlás. Ez vonatkozik a tónusgörbe kiválasztására is, különösen azért,
mert a színkezelés keretében az aktuális karakterisztikát amúgy is figyelembe
veszik.
Profil érvényesítés (Prioritás: Standard)A részletes vizsgálati eredmények PDF formátumban letölthetők.
Az EIZO CG2700X nem mutat észrevehető elhajlásokat vagy csúnya
nemlinearitást. A formázó/mátrix profil rendkívül pontosan leírja az állapotát. A
profil érvényesítésének megismétlése 24 óra elteltével nem mutatott jelentősen
megnövekedett eltéréseket. Minden kalibrációs célértéket elértek. A szürke
egyensúly tökéletes.
Összehasonlítás az sRGB-vel (színtranszformált)

A részletes vizsgálati eredmények PDF formátumban letölthetők.

Összehasonlítás az Adobe RGB-vel (színtranszformált)

A részletes vizsgálati eredmények PDF formátumban letölthetők.

Összehasonlítás az ECI-RGB v2-vel (színtranszformált)

A részletes vizsgálati eredmények PDF formátumban letölthetők.
Összehasonlítás a DCI-P3 RGB-vel (színtranszformált)

A részletes vizsgálati eredmények PDF formátumban letölthetők.
CMM-ünk figyelembe veszi a munkaszínteret és a monitorprofilt, és ez alapján
elvégzi a szükséges színtér-transzformációkat a színmérési szándékkal. Ez
tökéletesen működik az EIZO CG2700X esetében.
Az sRGB, az Adobe RGB és a DCI-P3 RGB esetében a nagy színskála miatt nem,
vagy legfeljebb kevés szín fordul elő a színskálán kívül. Még a médiasemleges
munkafolyamatokban gyakran használt ECI-RGB v2-ben is megfelelőek az
eredmények. Csak néhány erősen telített tónusértéket lehet csak megközelítőleg
reprodukálni a színtér határára történő leképezéssel. Sok más, kiterjesztett
színtérrel rendelkező monitorhoz képest így ismét csökken a tónusérték-törések
kockázata.
UDACT ("UGRA-teszt")
A vizsgálat előtt a képernyőt a következő célértékekre kalibráltuk, amelyek
megfelelnek az UGRA soft proofing feladatokra vonatkozó ajánlásainak(alternatívaként: L* gradáció):Úti cél

Fényerő

Fehér pont (CCT)

Fehér pont (XYZ, norm.)

Gradáció160 cd/m²

5800 K

95.37 100.00 97.39

Gamma 1.8

A tanúsítási folyamat részeként az Ugra/Fogra média ék CMYK mérése akiválasztott nyomtatási feltétel alapján történik. Itt a FOGRA39 jellemzési
adatokkal leírt ofszetnyomtatási körülményt (fényes vagy matt bevonatú
képnyomópapír) határozzuk meg. Az EIZO CG2700X ezt a tesztet gond nélkül
teljesíti.

Az UGRA-UDACT részletes vizsgálati eredményei letölthetők PDF formátumban.

ColorNavigator 7
Hardver kalibrálás
Az EIZO CG2700X a mellékelt ColorNavigator szoftverrel kalibrálható. Mivel askálázóhoz vagy annak LUT-jaihoz közvetlenül hozzáférünk, ez egy úgynevezetthardveres kalibrálás. Számos mérőeszköz támogatott. A prosumer szektorban
valószínűleg az X-Rite i1Pro (1-3), i1Display Pro és Pro Plus, valamint a Datacolor
Spyder 4, 5 és X modelljei a legnépszerűbbek. A (ár)skála másik végén található
például a Minolta CS-2000, amely szintén támogatott.
A felhasználó először meghatározza a célt, majd elindítja a kalibrálást. A már
kalibrált célpontok között később egy egyszerű egérkattintással lehet váltani. A
rugalmas színtér-emuláció teljes mértékben integrálva van ebbe a folyamatba.
A következőkben röviden ismertetjük az új célállomás manuális adatbevitellel
történő létrehozásának menetét. Alternatívaként különböző más módszerek isalkalmazhatók: Ezek közé tartozik a meglévő célpontok módosítása, a színmérési
adatok beolvasása ICC-profilokból, egy másik képernyő élő mérése vagy a fehér
pont hangolása a környezeti fény vagy a papírfehér szín normál fényben történő
beállítása.

1. Fényerő: Az alacsony csúszka tartomány (60-120 cd/m²) kézi bevitellel
felülbírálható. Ez azt jelenti, hogy a hardveres kalibrálás során a teljes
fénysűrűség is rendelkezésre áll.

Fényerő
2. Fekete szint: A feketeszint kívánság szerint meghatározott módon
emelhető.

Fekete szint
3. Fehér pont: A felhasználó választhat a különböző előbeállítások között
Kelvinben (referencia: nappali fény reflektor, D fényforrás) és az egyéni
meghatározás xy szabványos színérték komponensekben.

Fehér pont
4. Gamma (EOTF): (1,0-2,6) és az L*, valamint az sRGB jellemzők állnak
rendelkezésre a kalibráláshoz. Az egyedi tónusértékgörbék azonban
meghatározhatók egy megfelelő színprofil megadásával vagy egy szöveges
fájl (CSV) betöltésével a megfelelő hozzárendelésekkel. Ezenkívül PQ és
HLG gammagörbék is kiválaszthatók és paraméterezhetők. Erről bővebbena "HDR" című részben olvashat.

Gamma (EOTF)
5. Prioritás: A "Prioritás" alatt található választási lehetőségek irányítják akalibrálási folyamatot. A "Fix Gamma" beállítással csak a fehér pontbeállítása történik a konkrét mért értékek alapján. A középtónusokban
szükséges korrekciókat a skálázó számítja ki. A "Standard" optimalizálja aszürkeegyensúlyt és a tónusgörbét, de nem emeli a fekete szintet. A"Szürkeegyensúly" kiválasztásával a lehető legnagyobb semlegesség érhető
el. Ehhez meg kell emelni a fekete szintet, hogy még az abszolút
mélységekben is elkerülhetők legyenek a színátmenetek. Itt azonban már
nem látunk javulást az amúgy is kifogástalan eredményen.

Prioritás
6. Színtér: Egy színkezelést támogató munkafolyamatban többnyire a monitor
natív színtere alapján szeretne dolgozni. Ez maximalizálja a rugalmasságot.
Alternatív megoldásként az alapszínek színtani adatai meghatározhatók egy
ICC-profilból vagy az xy-szabványos színkoordináták megadásával. A"Gamut Clipping" opciót a "Színtér-emuláció" című fejezetben ismertetjük.

Gamut

7. ICC profilpolitika: Végül megadjuk a létrehozandó színprofilt. Ez v2 vagy
v4 típusúként menthető. CLUT profilok nem jönnek létre (csakshaper/matrix). A kiváló linearitást tekintve ez elfogadható, különösen

azért, mert a jellemzés opcionálisan a monitor tényleges fekete szintjét
tükrözi.

ICC profil politika
A céltárgyat most a rendelkezésre álló mérőműszerek egyikével kalibráljuk. Ezt
követi a profilalkotás. Kezdetben egy memóriahely áll rendelkezésre, detetszőleges számú céltárgyat lehet hozzá rendelni. Ezek mindegyikét újra kellkalibrálni. Az előre meghatározott képmódok mindegyike azonban egyedi
kalibrálási adatokat is rögzíthet (tetszőleges új név alatt, ha szükséges). A váltás
ekkor a feladatsorban egy egérkattintással lehetséges. A Windows
rendszermappában lévő színprofil is frissül.
Tesztelési eszközök
A kalibrálás és a profilkészítés befejezése után elvégezhető a minőségellenőrzés.
A profilhitelesítés során tetszőleges RGB tesztformák hozhatók létre. Az EIZO kételőbeállítást is kínál, amelyek közül az egyik az ISO 12646 szabványban
meghatározott követelményeket valósítja meg. A megjelenített színfoltok
kolorimetriai adatait ezután összehasonlítják a monitorprofilon alapuló megfelelő
transzformációkból származó mérési adatokkal. Ez a cél/tény összehasonlítás
megmutatja, hogy mennyire sikerült elérni a kalibrációs célt, és mennyire
pontosan sikerült az aktuális jellemzőt a profilban rögzíteni.
Az EIZO CG2700X esetében azonban a CMYK-célok is mérhetők ezen a ponton. A
színfoltok megjelenítéséhez külső szoftver használható. Ezért az Adobe Photoshop(CS1-től) vagy az Adobe Acrobat (7-es verziótól) telepítve kell lennie. A ténylegesmérés teljesen automatikusan történik, miután a felhasználó manuálisan elvégezte
az előbeállításokat. Mindig papír színszimulációval ellátott softproof kijelzőt
használnak. A mért értékek így közvetlenül összehasonlíthatók a célértékekkel egy
fehérpont-adaptáció után.
Figyelem! Hacsak a D50 nem lett kalibrálva fehér pontként, akkor a megfelelő
adaptációhoz tartozó jelölőnégyzetet kifejezetten aktiválni kell.

CMYK érvényesítés: célmeghatározás
CMYK érvényesítés: célmeghatározás

CMYK érvényesítés: Proof-szimuláció és automatikus mérés az Adobe
Photoshopban

Színtér emuláció
A színtér-emuláció konfigurálásához a kívánt színskálát az alapszínek xy
szabványos színérték-komponensei segítségével kell meghatározni (lásd a"Hardveres kalibrálás" című szakaszt). Alternatívaként az adatok egy ICC-profilból
is beolvashatók. Ily módon a kívánt tónusértékgörbe is elfogadásra kerül. Kérjük,
vegye figyelembe, hogy a ColorNavigator újraszámítja a D50-hez igazított
adatokat a profilban, ha rendelkezésre áll egy "chromaticAdaptationTag".
A "Gamut Clipping" beállítás a színméret-átalakítást kényszeríti ki. A gamuton
kívüli színek ekkor a színtér határára tolódnak. A gamuton belüli színek pontosan
reprodukálódnak. Gamut clipping nélkül a kalibrációs célpont belsőleg úgy van
beállítva, hogy a monitor színskálája teljes mértékben lefedje. Ezáltal elkerülhető
a tónusbeli vágás, de csökken az in-gamut színek reprodukciójának pontossága azzal a feltételezéssel, hogy a célértéket a monitor natív színskáláján túlnyúlóan
határozták meg.
Annak érdekében, hogy a színkezelésre alkalmas alkalmazásokban is a lehető
leghelyesebb ábrázolás garantálható legyen - itt azonban általában monitoron
belüli színtér-emuláció nélkül kalibrálnak -, az ICC-profil az aktivált "gamut

clipping" funkcióval még akkor is az emulációs célt tükrözi, ha a tényleges monitor
színtere kisebb.
A színtér-transzformációk azonban előre kiszámíthatók egy CMM segítségével is,és automatikusan beírhatók a monitor LUT-csatornájába. Ehhez a felhasználó
kiválasztja a kívánt emulációs célt egy ICC-profil formájában, és hozzárendeli azt
egy kalibrációs célhoz. Amennyiben annak jellemzési információi helyesek, azátalakítások nagyon pontosan és a megadott renderelési szándékkal történnek
(ha a profil támogatja). Mélységkompenzáció nem áll rendelkezésre. Ha a
ColorNavigator által generált monitorprofil a valós fekete szintet tükrözi, ezért amélységekben enyhe tónusérték-törések fordulhatnak elő. Ebben az esetben amegfelelő előbeállításról ("Reflect black level in tone curve" ("Fekete szint
tükrözése a tónusgörbében")) a kiválasztott kalibráció előtt le kell mondani.
Fontos: Az aktív monitorprofil természetesen továbbra is tartalmazza a szülői
céltárgy színmérési adatait. A színkezelésre képes alkalmazásokban ez hibás
megjelenítéshez vezet.
A harmadik változat különösen érdekes a professzionális videós felhasználók
számára. Az észrevétlen "LogView LUT Emulation" emulációs funkció mögött egy
olyan lehetőség rejlik, amellyel kész transzformációkat tölthetünk be a monitor
3D LUT-jába. Ha csak általános CLUT-ok állnak rendelkezésre (például a Rec.
709 szabvány szerint), akkor azok egy megfelelő emulációs célponthoz vannak
hozzárendelve.
A következőkben a ColorNavigator színtér-emulációját használtuk az sRGB, Adobe
RGB, DCI-P3 RGB és ECI-RGB v2 színtér szimulálására, a "Gamut Clipping"aktiválásával. A méréseket az adott munkaszíntérrel szemben színkezelés nélkül
végeztük el. CMM-et tehát nem használunk.

Az sRGB emuláció összehasonlítása az sRGB-vel

A részletes vizsgálati eredmények PDF formátumban letölthetők.

Az Adobe RGB emuláció összehasonlítása az Adobe RGB-vel

A részletes vizsgálati eredmények PDF formátumban letölthetők.

A DCI-P3 emuláció és a DCI-P3 RGB összehasonlítása

A részletes vizsgálati eredmények PDF formátumban letölthetők.

Az ECI-RGB v2 emuláció és az ECI-RGB v2 összehasonlítása

A részletes vizsgálati eredmények PDF formátumban letölthetők.

A színtér-transzformációkat pontosan végrehajtják. Ez lehetővé teszi ameghatározott ábrázolást az ICC-munkafolyamaton kívül is. Az ECI-RGB v2
emulációja az eredményben megmutatja a viszonylag színtérhatású
megjelenítési szándékot: a monitor színterén belüli tónusértékek ideálisan
kerülnek átalakításra. Minden más tónusérték a színtér határán végzi.
Összehasonlításképpen az ECI-RGB v2-t ismét szimuláltuk a "Gamut Clipping"kikapcsolt állapotában. Ez elkerülhetetlenül megnövekedett eltérésekhez vezet
még azokon a területeken is, amelyek a monitor színterén belül helyezkednek el.
A bemeneti jel teljes tónustartománya viszont megmarad.

A részletes vizsgálati eredmények PDF formátumban letölthetők.
Koloriméteres korrekció
A koloriméter alapjául szolgáló mérési elv az emberi szemtől származik. A CIE
szabványos
megfigyelő
spektrálisérzékenységéta
fényelektromosvevőkészülékekkel szimulálják, amelyeknek a szűrője feljebb van kapcsolva. Aszűrők (legalább három, de gyakran több) kialakítása és hangolása döntő
jelentőségű az elérhető mérési pontosság szempontjából. A fennmaradó
különbségek miatt korrekciós intézkedésekre van szükség, amelyek minden
esetben jellegzetes emissziós spektrummal rendelkező speciális referenciamonitorokra vonatkoznak.
Az EIZO által a ColorNavigatorban tárolt támogatott színmérők korrekciója abeállítások között a "Mérőeszköz" pont alatt van elrejtve.

Korrigálás a koloriméterhezAz eltérések az általunk referenciaként használt i1Pro 2 és az i1Display Pro Plusszínmérő között elhanyagolhatóak mind az explicit kompenzációs beállítás(ok)mellett, mind anélkül. Maximálisan 1,5-es Delta E (76) értéken vannak, nem
térnek vissza az X-Rite általános jellemzéséhez még kikapcsolt kompenzációvalsem. Természetesen az i1Pro, függetlenül attól, hogy melyik verzióban, nem
ideális referencia. Az eredmények azonban azt mutatják, hogy az EIZO erre a
problémára is odafigyel, és nem egy kész megoldást használ.
Beépített mérőeszköz
A beépített mérőeszköz különálló szondaként választható ki a ColorNavigatorban.
Lehetővé teszi, hogy teljesen nélkülözze a saját mérőberendezését, és aktiválás
után automatikusan a felső középső tartományban hosszabbít.

A beépített mérőeszköz működés közben
A teszteléshez kalibrálást és profilkészítést végeztünk a beépített mérőeszközzel,
majd a profilt az X-Rite i1Pro 2 készülékkel validáltuk.
Profil érvényesítés (beépített mérőeszköz korrelálatlan => i1Pro 2)

A részletes vizsgálati eredmények PDF formátumban letölthetők.

Az eredmény ismét meggyőző. Minden eltérés alacsony szinten van. Ha améréseket egy meglévő szondához szeretné igazítani, a korrekciós funkcióval ezt
könnyen megteheti. Ehhez ugyanazt a méréssorozatot (RGBW) futtatja végig abelső és a külső szondával. Az eredmények képezik a korrekció alapját, amely
egy egyszerű 3x3-as mátrix formájában automatikusan alkalmazásra kerül.
Profil érvényesítés (beépített mérőeszköz korrelált => i1Pro 2)

A részletes vizsgálati eredmények PDF formátumban letölthetők.
A beépített mérőeszköz segítségével az EIZO CG2700X rendszeresenújrakalibrálható. Ez növeli a pontosságot a ColorNavigatoron keresztül végzett
teljes kalibrációs és profilozási futtatások között, amelyeket szintén ritkábban
kell elvégezni.
A konfiguráció egyszerű. Ha valaki már kalibrálta a képernyőt, a szükséges
paraméterek közvetlenül fel vannak jegyezve. A felhasználónak csak a kívánt
időintervallumot kell beállítania.

Egyéb megjelenítő eszközök (pl. táblagépek, okostelefonok) profilozása
Egy másik érdekes funkció a külső képernyős eszközök, például táblagépek vagy
okostelefonok profilozása. A tesztmezők teljesen automatikusan megjelennek acélkészüléken az internetes böngészőn keresztül. A szükséges hálózati portot afelhasználó a konfiguráció során adja meg. Az eredmények mátrix- vagy LUTprofilként menthetők, és természetesen színtér-emulációhoz is felhasználhatók.

További kijelzőegységek profilozása

HDR
Az EIZO nem specifikálta a CG2700X-et a VESA DisplayHDR szerint. Ennekellenére tesztkészülékünk a HDR-reprodukció terén is pontszámot ért el. A
technikailag hasonló, DisplayHDR-400 specifikációval rendelkező konkurens
modelleket még egyértelműen lekörözi. Bár a professzionális HDR
színkorrekcióhoz és retusáláshoz ez még nem elég, az EIZO teljes mértékben
kihasználja a panel adottságait, és lehetővé teszi az igényes HDR anyagok
reprodukálását.
A VESA specifikációk a HDR10 formátumot írják elő átviteli szabványként. A
feldolgozandó jel alapvetően a következő tulajdonságokkal rendelkezik:••••

10 bit csatornánként.
Abszolút hanggörbe az SMPTE ST 2084 szabvány szerint.
Színskála az ITU-R BT szerint. 2020.
Az SMPTE ST2086 szabványban meghatározott statikus metaadatok
feldolgozása.

Az abszolút hangértékgörbe egy olyan alapkoncepción alapul, amely az
orvostudományból (DICOM) már régóta ismert. A cél a maximális kódolási
hatékonyság még kedvezőtlen körülmények között is (a szem mindig afényerősséghez alkalmazkodva minimális különbséget értékel). A maximális
fényerő tekintetében még bőven van lehetőség a javításra. Ugyanez vonatkozik aszínskálára is, amelyet csak monokromatikus alapszínekkel lehetett elérni. A
VESA ezt figyelembe veszi, és a DCI-P3 RGB-t határozza meg referencia
színtérként.
A kijelzőtechnológia jócskán elmarad ettől az átviteli szabványtól. A konkrét
masteringre vonatkozó metaadatok azonban kezdetlegesen jellemzik az anyagot.
A monitor skálázója ezután képes kiigazítást végezni. A következőkben
elsősorban a HDR10 reprodukcióra koncentrálunk.

Az OSD és a ColorNavigator elérhetővé teszi a PQ átviteli funkciót. A beállításoka következők:
•
•
•
•
•

300 cd/m² vágás
500 cd/m² emuláció
1000 cd/m² emuláció
4000 cd/m² emuláció
10 000 cd/m² emuláció

A megvalósítás 300 cd/m²-ig pontos reprodukciót ígér az egyszeri vágási
beállításnál. Ezen túl természetesen már nem lehetséges a differenciálás. Az
emulációs beállítások a névadó küszöbértékig differenciálnak. Természetesen apontosság egyre magasabb értékeknél csökken. Érdekes funkció a fent felsorolt
küszöbértékeket meghaladó területek színes kiemelése.
Az APL az ezt követő méréseknél a kiválasztott mérési mező mérete miatt mindig
50 % alatt volt. Az EIZO CG2700X azonban még teljes felületű kijelző esetén iseléri a maximális fénysűrűséget.

Konfiguráció PQ átviteli függvény a ColorNavigatorban

PQ 300 cd/m² vágás

PQ 300 cd/m² vágás
PQ 1000 cd/m² emuláció

PQ 1000 cd/m² emuláció
PQ 4000 cd/m² emuláció

PQ 4000 cd/m² emuláció
A grafikonon a céljellemzőt világosszürke görbeként helyezi el. Ez a mért
maximális fényerőn alapul, és ebből következik a PQ átviteli függvény (az SMPTE
ST 2084 szabvány szerint). Ez minden valós monitor esetében többé-kevésbé
nagy clipping-tartományt eredményez, mivel a maximális 10 000 cd/m²-t nemérik el.
Minden beállítás megfelel a nevének. Azonban legkésőbb a 4000 cd/m²
emulációval a tónusérték-görbe óhatatlanul olyan mértékben lecsökken, hogy az

adott paraméterek mellett már félig-meddig értelmes mintavételezés sem
lehetséges.
A fényerő beállításának mindenképpen 300 cd/m²-nek kell lennie. Az ettől eltérő
értékek a pontosság csökkenéséhez vezetnek, mivel a számítások mindig ezen a
maximális fényerőn alapulnak. Sajnos ez a hardveres kalibrációra is vonatkozik.
PQ 300 cd/m² vágás - fénysűrűség: 400 cd/m²

PQ 300 cd/m² clipping 400 cd/m² fénysűrűséggel
A hangértékgörbe most már nem követi a céljellemzőt, hanem mindig kissé
felette van.
A következőkben a hardveres kalibrálás után a "300 cd/m² clipping" beállításra
vonatkozó eredményeket készítettük el.
PQ 300 cd/m² clipping - hardveres kalibrálás

PQ 300 cd/m² határérték hardveres kalibrálás után
A HDR hardveres kalibrálás utáni eredmény szintén teljesen meggyőző. A kívánt
karakterisztika rendkívül pontosan - és szinte tökéletes szürkeegyensúly mellett érhető el.
A színtér-emuláció alapján végül egy kiterjedtebb méréssorozatot végeztünk.
Ehhez a ColorNavigatorban a PQ átviteli funkciót a "300 cd/m² clipping"beállítással és az ITU-R BT szerinti színskálával. 2020 "Gamut Clipping"-gel(HDR10-kompatibilis) lett kiválasztva. Mivel az anyag színskálája általában nem

haladja meg a DCI-P3 RGB színskálát, a kiterjedt színskála-klippelés ellenére
nem várható további tónusérték-törés. A megfelelő gamuton kívüli színek
egyszerűen nem szerepelnek.
Sajnos az EIZO itt nem kínál megfelelő, előre meghatározott képmódot. Az OSDben felkínált "PQ_DCI-P3" üzemmód DCI-P3 RGB emulációt használ, és a PQátviteli funkciót 1000 cd/m² clipping beállításban valósítja meg.
Hardver kalibrálás: PQ 300-cd/m² clipping, ITU-R BT. 2020 ("Gamut Clipping")
Red
dE 94

Zöld
2,3

Red2
dE 94

0,8

Zöld2
0,5

Gray35
dE 94

Kék
0,4

Blue2
0,7

Gray50
0,6

Cyan
0,3

Cyan2
0,8

Gray800,9Magenta0,2Magenta2
0,8

Sárga

0,4

1,0

Sárga2
0,8

Fehér
0,6

0,0

Színeltérések PQ 300 cd/m² clipping és ITU-R-BT.2020 emuláció ("gamut
clipping") hardveres kalibrálás után
Az SDR-mérésekkel ellentétben az értékelés referenciapontja nem a maximális
fényerősségű fehér pont, hanem egy olyan fehér terület, amely csak 100 cd/m²
körüli értékkel rendelkezik. Itt teljes vizuális adaptációt feltételezünk (Bradfordon
keresztül történő beállítások). Csak olyan színfoltokat használunk, amelyek a
DCI-P3 RGB színskálán belül vannak, de ITU-R BT kódolásúak. 2020 kódolásúak.
Az EIZO CG2700X ismét minden elvárásnak megfelel. Színvisszaadása nem
mutat gyengeségeket. Ez ismét szinte fenntartás nélkül vonatkozik az előzetes
kalibráció nélküli eredményekre.
A PQ átviteli funkció mellett az EIZO CG2700X támogatja a HLG jellemzőt
("Hybrid Log Gamma") is. Ez egy relatív tónusérték-görbe. Az ennek megfelelően
kódolt HDR-anyagok előnye, hogy a 2,4-es (2,2) gamma karakterisztikájú SDRreprodukciós eszközön még elfogadhatóan reprodukálhatók (a csúcsfények
erősen tömörülnek a "felső stopnál"). A metaadatoktól mentes HLG-t ezértelsősorban TV-közvetítéseknél használják.

Reakciós viselkedés
Az EIZO CG2700X-et natív felbontásban, 60 Hz-en teszteltük a DisplayPort
csatlakozáson. A méréshez a monitort visszaállítottuk a gyári beállításokra.

Képfelépítési idő és gyorsulási viselkedés
Meghatározzuk a kép felépülési idejét a fekete-fehér váltáshoz és a legjobb szürkeszürke váltáshoz. Ezen kívül megadjuk a 15 mérési pontunk átlagértékét.
Az adatlap 13 ms válaszidőt ad meg (GtG). Az EIZO CG2700X nem rendelkezik
túlhajtási funkcióval.
A kapcsolási idő diagram többek között megmutatja, hogy a különböző fényerőugrások hogyan adódnak össze, milyen gyorsan reagál a monitor a gyári
beállításban a legjobb esetben, és milyen átlagos reakcióidővel lehet számolni.
A Color to Color (CtC) mérés túlmutat az egyszínű fényerő-ugrások
hagyományos mérésén, hiszen a képernyőn általában színes képet látunk. Ez amérés ezért azt a leghosszabb időtartamot méri, amely alatt a monitornak át kellváltania egyik kevert színről a másikra, és stabilizálnia kell a fényerejét.
A cián, magenta és sárga vegyes színeket használjuk - mindegyik 50 %jelfényerővel. A CtC színváltásnál nem egy pixel mindhárom alpixele egyformánváltozik, hanem különböző emelkedési és süllyedési időket kombinálnak.
Kapcsolási időkA fekete-fehér váltást nagyon lassan, 25,2 ms alatt, a leggyorsabb szürke váltást
pedig 18,2 ms alatt határozzuk meg. A 15 mérési pontunk átlagértéke 30,1 ms.
A CtC érték lassú, 24 ms. A fényerőgörbe (GtG 80-50 %) természetesen teljesen
semleges.

Lassú kapcsolási időkTeljesen semleges hangolás
Hálózati diagram
Az alábbi hálózati diagramon áttekintést láthat a méréseink különböző
fényerősség-ugrásokhoz mért összes értékről. Ideális esetben a zöld és a piros
vonal közel van a középponthoz. Minden tengely a monitor egy-egy fényerőugrását jelöli, amelyet szintben és dinamikában határoztak meg, fényérzékelővel
és oszcilloszkóppal mérve.

Hálózati diagram

Késleltetés
A késleltetési idő vagy jelkésleltetési idő fontos érték a játékosok számára, mivelaz alacsony értékek közvetlen visszacsatolást garantálnak. A jelkésleltetés 60 Hzen nagyon rövid, mindössze 3,3 ms. A teljes késleltetési idő nyugodt 18,4 ms.

Háttérvilágítás

Az EIZO CG2700X háttérvilágítása nem impulzusszélesség-modulációval (PWM)
szabályozott. A fényáramban semmilyen üzemállapotban nincsenek olyan
megszakítások, amelyek alacsony frekvenciájú villogásként érzékelhetőek
lennének. Ez teszi a monitort alkalmassá hosszabb munkamenetekre még azérzékeny szeműek számára is.

LED háttérvilágítás PWM fényerőszabályozás nélkül

Értékelés
Lakásfeldolgozás és mechanika:

5

Ergonómia:5Működés/OSD:

5

Energiafogyasztás:

2

Zajkeltés:

5

Szubjektív képi benyomás:

5
5
5
4
5; 5

Nézési szögfüggés:Kontraszt:
Megvilágítás (fekete kép):
Képhomogenitás (fényerőeloszlás egyenletesség komp.: Be; Ki):

5; 5
Képhomogenitás (Színegyenletesség komp.: Be; Ki):
Színtér mennyisége (ISO Coated v2; sRGB; Adobe RGB; ECI-RGB
5; 5; 5; 4; 5
v2, DCI-P3 RGB):
5
Kalibrálás előtt:Kalibrálás után (sRGB):

5
5

Kalibrálás után (profilhitelesítés):

5Interpolált kép:

4

Alkalmi játékosok számára alkalmas:
Alkalmas hardcore játékosok számára:
Alkalmas DVD/Video (PC):3
1
5

Alkalmas DVD/video (külső táp) lejátszására:5Ár-teljesítmény arány:

4Ár [áfával együtt, euróban]:

3,200 €-tólÁltalános rangsor:

4.5 (NAGYON JÓ)

Kalibrálás előtt (sRGB):

KövetkeztetésAz EIZO CG2700X a híres ColorEdge termékcsalád igazi gazdagítása. UHD
felbontásának köszönhetően olyan felhasználói csoportok felé is nyit, akik számára
a CG2700S pixelsűrűsége korábban nem volt elegendő. Ráadásul mindkét modell
könnyen összehasonlítható egymással. A valódi gyengeségeket nagyítóval kell
keresni. A legvalószínűbb hely, ahol ezeket megtalálhatjuk, a válaszidő. Nem, ajátékok nem a japán grafikus szakember szakmája. A feltűnésmentes monitor
szinte minden más területen annál meggyőzőbb.
A nagy felbontású, látószög-stabil és viszonylag nagy kontrasztú IPS-panel ideális
alapot képez, amelyre az EIZO fejlesztési know-how-jával építhet. A DUE-nak
köszönhetően felületi homogenitása kiváló, míg nagy színskálája lehetővé teszi alegigényesebb képretusálást és a színbiztos próbaszimulációkat. Központi
jelentőségű a saját fejlesztésű skálázó is, amely veszteségmentesen és nagy
pontossággal dolgozza fel a bemeneti jelet. A ColorNavigatorral egy olyan szoftver
áll rendelkezésre a hardver kalibráció vezérlésére, amely rövid betanulási idő utánalig hagy kívánnivalót maga után. A színtér-emulációnak a kalibrációs folyamatba
történő integrálása maximális színmegbízhatóságot biztosít még a színkezelésre
nem képes alkalmazásokban is.

A beépített, jól hangolt mérőeszköz a legtöbb esetben feleslegessé teszi a külön
szondát. Az önkalibrálás idővel biztosítja a kalibrációs célértékek betartását, ésidőközben akár működés közben is elindítható.
Bár a CG2700X nem az igényes HDR munkafolyamatokat célozza meg, tetszenek
a paraméterezhető PQ és HLG átviteli funkciók. Így az egyszerű vezérlési feladatok
is jól megoldhatók. Egy kis negatívum a 300 cd/m²-es fénysűrűségre való
korlátozás a maximális pontosság érdekében. A panelben ennél lényegesen több
tartalék van.
Az EIZO CG2700X 3000 euró körüli ajánlott fogyasztói árával a felső árkategóriába
tartozik. Sok teljesítmény sok - de nem túl sok - pénzért. Professzionális
környezetben ez a befektetés gyorsan megtérül.

Megjegyzés: A PRAD a CG2700X-et tesztelési célokra kapta kölcsön az EIZO-tól.
A gyártónak nem volt befolyása a tesztjelentés elkészítésére, nem volt
kötelezettsége annak közzétételére, és nem született titoktartási megállapodás.
Link az eredeti vizsgálati jelentéshez:
https://www.prad.de/testberichte/test-eizo-cg2700x-grafik-profi-mit-uhdaufloesung/© 2023 PRAD ProAdviser GmbH & Co. KG