東洋理化株式会社〒101-0044東京都千代田区内神田2-4-7
TEL（03)3252-3761
FAX(03)3252-3780
URL
http://www.toyorika.co.jp/
E-mail：trk_to@toyorika.co.jp

K-315-N 新型気体透過率測定器
装置概要 本装置は、高分子フィルム等の気体透過率をする装置で、原理はJISする装置で、原理はJISK 7126-1及びK 7126-1及び
ASTM
ASTM
D 1434
D 1434M法の規格に規定されるM法の規格に規定される圧力法（差圧法）に依りますが、センサーに圧力法（差圧法）に依りますが、センサーに高感度の絶対圧用圧力変換器を使用しております。
高感度の絶対圧用圧力変換器を使用しております。
尚、配管系統（単式）は以下を参照下さい。
尚、配管系統（単式）は以下を参照下さい。
上図 3連式 K-315N-03 Type
K-315N-01配管系統図
ｾﾙ高圧側ﾊﾞﾙﾌﾞ

ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ

ｶﾞｽ導入ﾊﾞﾙﾌﾞ ｶﾞｽ導入口

ｾﾙｾﾙ低圧側ﾊﾞﾙﾌﾞ

真空引きﾊﾞﾙﾌﾞ 真空引き口

増量ﾀﾝｸﾊﾞﾙﾌﾞ

減圧弁

ｶﾞｽ
ﾎﾞﾝ
ﾍﾞﾘｰｸﾊﾞﾙﾌﾞ

増量ﾀﾝｸ

ｶﾞｽ溜

真空ﾎﾟﾝﾌﾟ

23.0℃
ﾋｰﾀｰ電源1333Pa Pa又はTorr
ｾﾙ温調計

低圧側圧力

特電源

133.3kPa Pa又はTorr
ｶﾞｽ溜圧力長 1.測定操作とデータ処理
測定及びデータ処理の手順は非常に簡単です。
測定及びデータ処理の手順は非常に簡単です。
2.広い測定範囲
2.広い測定範囲
透過の遅いバリヤー膜から透過の速い選択膜まで測定可能です。
透過の遅いバリヤー膜から透過の速い選択膜まで測定可能です。
2
膜厚100μmと想定
3×10-12 ～ 3×10-20 〔( mol・m)／（m ・sec・Pa)〕
22-6-6-14-14｛10｛10 ～～ 1010〔ml(stp)cm〕／（cm〔ml(stp)cm〕／（cm・sec・cmHg）｝：旧単位・sec・cmHg）｝：旧単位
3.温度調節が可能
3.温度調節が可能
透過セルにはヒーターと測温抵抗体が組み込まれており、温度調節器により、セル部の透過セルにはヒーターと測温抵抗体が組み込まれており、温度調節器により、セル部の試験温度を、室温＋5℃程度から60℃まで設定可能です。
試験温度を、室温＋5℃程度から60℃まで設定可能です。
4.高耐久性と小型軽量
4.高耐久性と小型軽量
金属配管と金属製高真空バルブを使用し、全体がコンパクトなデザインになっております。
金属配管と金属製高真空バルブを使用し、全体がコンパクトなデザインになっております。

型

式

セル数量
単式
2連式
3連式

型
番
K-315N-01
K-315N-02
K-315N-03

寸法
約500W×250D×490H
約750W×350D×650H
約930W×350D×650H

重量約25Kg
約35Kg
約45Kg

本装置のセル及び配管部を恒温槽（5℃～Max200℃)内に内蔵することができます。
又、ガスクロ接続配管を設けることで、透過ガス（混合ガス）の組成をガスクロにて分析することも可能です。

ｴﾙｱ神田

仕様測定方式
測定範囲（膜圧100μ想定）
セル透過部寸法
セル温度測定範囲
セル低圧側容積
高圧側、低圧側の圧力表示
圧力変換器
出力信号
電源

差圧法
23×10-12 ～ 3×10-20 〔( mol・m)／（m ・sec・Pa)〕
2-6-14｛10 ～ 10〔ml (stp) cm〕／（cm ・sec・cmHg）｝：旧単位
φ30mm又はφ50mm（試料装着有効径φ35mm又はφ60mm）：変更可能
室温＋5℃～60℃ （オプション…室温＋5℃～200℃：K-315N-01～03H）

約 30ｍｌ…増量タンクを使用しない場合
約 130ｍｌ…増量タンクを使用する場合
ディジタル 3 1/2桁で 単位 Pa (mmHg）
最小桁：高圧側 0.1kPa（1mmHg)、低圧側 1Pa（0.01mmHg)
スパン：高圧側 133.3kPa（1000mmHg)、低圧側 1333Pa（10mmHg)
精度：高圧、低圧側共に±0.25％ of R
DC 0～10Ｖ
AC100V、50Hz／60Hz

測 定 ｶﾞｽ

透過ｶﾞｽとしては、空気、酸素、窒素、炭酸ｶﾞｽ等の非腐蝕性ガスで使用できます。特殊なガスを使用する場合はお問い合せ下さい。

付属品◯当社試験試料（参考）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2枚◯試験データ（参考）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当社試験試料による◯試験データ（参考）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当社試験試料による◯試料切り用型板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１個◯試料切り用型板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１個◯シール用Oリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１式◯シール用Oリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１式◯真空グリス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１本◯真空グリス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１本◯レコーダー用接続ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１本◯レコーダー用接続ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１本◯電源ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１本◯電源ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１本オプション機器○自動計測の場合に透過率、透過係数等を、演算しファイル化するための機器として、○自動計測の場合に透過率、透過係数等を、演算しファイル化するための機器として、計測ソフト、PC、プリンター、接続ADボード、各ケーブルPC、プリンター、接続ADボード、各ケーブル◯大容量タンク・・・・・特に透過速度の速い試料の場合に適応しますが、別途御打合せが◯大容量タンク・・・・・特に透過速度の速い試料の場合に適応しますが、別途御打合せが必要となります。(増量タンクのフロー及びガス溜の容積等）
必要となります。(増量タンクのフロー及びガス溜の容積等）
-2-2

-4-4

◯真空ポンプ・・・・・・到達真空度6.7×10◯真空ポンプ・・・・・・到達真空度6.7×10 Pa（5×10Pa（5×10 Torr）、排気速度100L/min程度のTorr）、排気速度100L/min程度の機器が必要となります。当社本体接続口径はφ12ですので、御客様御用意の際は機器が必要となります。当社本体接続口径はφ12ですので、御客様御用意の際は口径に合わせて御用意下さい。
口径に合わせて御用意下さい。
尚、ターボ分子ポンプ等、排気仕様を変更の際は、別途御相談下さい。
尚、ターボ分子ポンプ等、排気仕様を変更の際は、別途御相談下さい。
次頁のデータ処理例を御参照下さい。

PCによるPETフィルム気体透過率測定データ
試験名
ガス名

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾃﾚﾌﾀﾚｰﾄ透過試験
酸素ガス
室
温計測開始日時 2009/6/16 15:30:30
測定者名
特記事項 杉並分室恒温槽内計測

24.8℃
竹本

セル
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾃﾚﾌﾀﾚｰﾄ
膜セル温度
25.2
測定温度
25.2
透過面積0.00785
透過径100
試料厚12
透過側容積
24.42
増量ﾀﾝｸ容積01.0065E+05
高圧側圧力ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ3.0602E-04
透過ﾗｲﾝ
5.5821E-02
透過率6.9241E-13
透過係数8.3089E-18
拡散係数2.4533E-13
溶解度係数3.3868E-05
透過率1.3576E+02
透過係数2.4803E-12
拡散係数2.4533E-09
溶解度係数1.0110E-03
遅れ時間
97.83

単位

試料名℃℃
2mmm
μｍ
ml
ml
PaPa/sec
Pa/sec2〔mol/（m ・s・Pa）〕
2〔（mol・m）/（m ・s・Pa）〕
2m /sec
3〔mol/（m ・Pa）〕
2｛〔ml(stp)〕/（m ・24hr・atm）｝
2｛〔ml(stp)cm〕/（cm ・sec・cmHg）｝
2

cm /sec｛〔ml(stp)〕/（ml・cmHg）｝
sec

25.0

20.0

圧力(Pa)

15.0

10.0

5.00.0
0

100

200

300

400
経過時間(sec)

500

600

700

800