アサヒ地水探査株式会社〒160-0004 東京都新宿区四谷4-31 四谷TSビル5F
TEL :03-6273-0892 FAX:03-6273-0893
https://www.asahigs.co.jp/

ISAT5620181214

製品仕様

表中、Aqua TROLL 500は「AT500」、Aqua TROLL 600は「AT600」と表記しております。

本体-5℃ 〜 +50℃ （凍結なきこと）

動作温度

供給電源

8 〜 36V DC。スリープ時 < 0.2 mA、計測時 40 mA、最大 75 mA

読取間隔

最短2秒

イオンセンサー装着時は 0℃〜40℃-40 〜 +65℃ (センサー内部液未充填、凍結なき場合)

保管温度

pH/PRPセンサー装着時は-5℃ 〜 +65℃
イオンセンサー装着時は0℃〜40℃

Aqua TROLL® 600(自記式、ハンディ兼用)
Aqua TROLL 500は、ハンディ型（Android™ 端末を表示器として使用）、600はハンディと自記型（内蔵microSDカードによる長期ロギング）の両機能を兼ねるユニークな多項目水質計です。
淡水/海水、場所を問わずに設置することが出来る堅牢な筐体、米国EPA（環境保護庁）準拠の蛍光式溶存酸素をはじめとする高精度の水質センサー、防汚構造を追及した独自のセンサー
Aqua TROLL® 500
デザインにより、最大9か月間のノーメンテナンスを実現しました。

(ハンディ専用)寸法

AT 500 : 直径 4.7cm、全長 46.0 cm
AT 600 : 直径 4.7cm、全長 60.2cm

保存データ数 ★

50データファイル

重量AT500：0.978kg
AT600 :1.45kg

ロギングモード ★

リニア、リニア平均、イベント

材質

ポリカーボネート樹脂、チタン、セラミック 等

ロギング間隔内部ロギング★: 1分 ~リアルタイムロギング（Android端末、Win-Situ5）：2秒〜

防水・防塵規格IP68：センサー、ケーブル装着時
IP67：センサー、ケーブル、バッテリーカバー未装着）★

通信デバイスAT 600: TROLL Com または Wireless TROLL Com
AT 500: Wireless TROLL Com

設置限界

245m

ケーブル

ポリウレタン（通気/非通気）またはTefzel®（通気のみ）（水位センサー付の場合はレンジに依存。

いずれも長さ（1~1200mまで）、コネクタ/バラ線加工の指定可

アンモニア、硝酸イオンセンサー装着時は30m）

出力オプション

RS-485、Modbus、SDI-12、Bluetooth®

LCDディスプレイ

ロギング★、センサー、ポート、バッテリー状態を表示

メモリ ★

・ゾンデ内蔵メモリ：16 MB・microSDカード(取出可)：8 GB（データは .csv フォーマットで保存）

操作ソフトウェア

Android™ : VuSitu
Windows® : Win-Situ 5

単1 アルカリ電池 X 2本

ソフトウェア要件

VuSitu：Android 4.4およびBluethooth 2.0
Win-Situ 5：Windows® 7 以上

9か月

認証

CE、FCC (SSSBC127-X)、WEEE、RoHS、技術基準適合証明※1

内部バッテリー ★
内部バッテリー駆動 ★
※2

センサー

スマートセンサー

ハンディ計測でも、長期無人ロギングでもLCDディスプレイがゾンデに搭載
ロギング状態・バッテリー残量等、全ての機能を表示します。

内蔵バッテリーで最大9ヶ月駆動します（AT600のみ）。

ゾンデ単独をタップ/傾けることで、外部機器の接続なしに計測設定を行うことも可能です（AT600のみ）。

設置環境を選びません
質の高い計測データ
最新のセンサー技術が産み出した自己補償機能（濁度/蛍光式DO/水位）と自己診断機能により、NIST（米国国立標準技術研究所）

特別なトレーニング無しで誰でも簡単に設定、計測、レポート出力が行える直観的なインターフェース。
また、設置地点のGPS、写真を登録し、判りやすいデータ管理をトレーサブルなセンサー品質のデータを長期間ご提供します。
校正値や履歴はセンサーに自動で記憶されます。

防汚対策
フラットに設計されたセンサー表面をワイパーが完全に清掃し、実現し、端末内に回収されたグデータはCSV形式に変換し、Eメールに汚れ付着によるドリフトを最小限に抑えます。

添付して遠隔地から送信（要ネットワーク環境）することも可能です。

同径の多項目水質センサーでは唯一のユニークなシステムです。

もう、現地へPCを持参する必要はありません。

測定単位

測定原理

0.05

T90<15s、T95<30s

摂氏、華氏EPA 170.1

大気圧※40.5 mbar

300 ~ 1,100 mbar

0.1 mbar

T90<1s、 T95<1spsi,、kPa、bar、mbar、inHg、mmHg

シリコン歪みゲージ

pH ※50.1 pH

0 ~ 14 pH

0.01 pH

T90<2s、T95<3spH

Std. Methods
4500-H+/EPA150.2

ORP ※55 mV

1,400 mV

0.1 mV

T90<15s、T95<30smV

Std. Methods 2580

導電率 ※60.5 % + 1 µS/cm

0 ~ 350,000 µS/cm

0.1 µS/cm

T90<3s、T95<5s

導電率：µS/cm、mS/cm

0 ~ 350 ppt

0.1 ppt

全溶存物質：ppt、ppm

Std. Methods
2510/ EPA 120.1

0.1 PSU

塩分濃度：PSU@0 ~ 100,000 µS/cm

1.0 %@100,000 ~ 200,000µS/cm

0 ~ 35 PSU

抵抗値：Ω･cm

2.0 %ゾンデ内蔵のmicroSDカードに長期間ロギングすることも可能で、計測設定、データ回収ソフト VuSitu（Android™端末専用）
は、

精度

比重：g/cm3@200,000 ~ 350,000 µS/cm

ゾンデ側面のLCDディスプレイは、センサーコンディション、現場での作業時間が短縮

初期応答時間-5 ~ 50º C

塩分

Android™ 端末で表示/記録するハンディ計測はもちろん、長期間の計測が可能です。堅牢さと簡便さをコンセプトに設計されました。

分解能

0.1º C

TDS（全溶存物質）

多項目水質センサーの境地

チタンと樹脂で構成された筐体は、淡水/海水問わず過酷な環境でもレンジ

水温 ※3

蛍光式溶存酸素(RDO)

0.1 mg/L2%

0 ~ 20 mg/L
20 ~ 60 mg/L

0.01 mg/L

RDO-Xキャップ:
T90<45s、95<60s

mg/l、ppm、飽和％

EPA-approved
In-Situ Methods:
1002-8-20091003-8-20091004-8-2009

濁度：NTU、FNU

ISO 7027

Fastキャップ:T90<30s、T95<45s
濁度2%または 2 NTU/FNU

0 ~ 4,000 NTU

0.01 NTU @0 ~1,000)

TSS（全浮遊物質）

0 ~1,500 mg/L

0.1 NTU @1000NTU~

アンモニア (NH4 + - N)※710% or

2 mg/L N

0 ~10,000 mg/L

0.01mg/L

T90<10s、T95<30s

mg/L、ppm、mV-硝酸 (NO3 - - N)※710% or

2 mg/L N

0 ~ 40,000 mg/L

0.01mg/L

T90<1s、T95<1s

mg/L、ppm、mV

Std. Methods
4500 NO3 D

塩化物 (Cl)※710% or2 mg/L N

0 ~ 150,000 mg/L

0.01mg/L

T90<10s、T95<30s

mg/L、ppm、mV

Std. Methods
4500 Cl- D

クロロフィル a

R2 > 0.999 ※90 ~ 100 RFU

0.01 RFU

T63<1s、T90<1s、RFU、 μg/L

蛍光測定

0 ~ 1000 μg/L

0.01 μg/L

T95<1s

差圧式または絶対圧式

0.01% FS

T90<1s、T95<1s

圧力：psi、kPa、 bar、ピエゾ圧力センサー

T90<1s、T95<1s

TSS：ppt

非乖離アンモニア※8
全アンモニア(NH3+NH4)※7

フィコシアニン(BGA-PC)
フィコエリトリン(BGA-PE)
ローダミン WT
水位(圧力)※100.1% FS @15℃

簡単校正

9.0m

mbar, inHg, mmHg

30m

水位：in、ft、㎜、㎝、m

センサーの校正はウィザードに従った簡単操作。Quick-Cal校正液は76m

pH/ORP、導電率を一度に校正することができます。

100m（AT500のみ）
200m

アプリケーション・ 河川、湖沼・ 地下水観測・ ダム
・ 海洋調査・ 土壌汚染、浄化・ 養殖、水産

製品保証

2年

備考

★ Aqua TROLL 600のみの機能※1) ゾンデ内蔵メモリには、100,000ポイント（㲈30パラメータを15分インターバルで3年間）以上記録可。1ポイント=時刻+6パラメータ換算。
※2) 全センサー、ワイパーを装着し15分インターバルで計測した場合の理論値。実際の寿命は設置環境により異なります。※3) 水中設置時において※4) 差圧式水位センサー装着時のみ ※5) 温度変化なき環境にて ※6) 校正点を基準として ※7) イオンセンサーは特性上、他項目と比べ校正の頻度が高くなります※8) pH、導電率センサーの同時装着が必要です。※9) 段階希釈において（詳細はお問い合わせください）※10) 差圧式タイプのセンサーは、内蔵大気圧センサとの圧力補正を自動で行います（pH/ORP、アクセサリは1年）