3. 測定時の注意点

保証書付

取 扱 説明 書
シチズン上腕式血圧計CH-452• ご使用前に本書を必ずお読みください。

• 本書は保証書を兼ねています。
紛失しないよう大切に保管してください。
• ご使用中は必ず本書をお手元に置いてください。

1. 本体付属品
以下の物がそろっているかご確認ください。
● 本体● カフ（腕帯） ● 単 3形乾電池×4本
型式：SCN-003（モニター用）● 取扱説明書/保証書● 医療機器添付文書● EMC技術資料

2. 安全上のお願い
ご使用の前に、この「安全上のお願い」をよくお読みください。

警注

告人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合
人が傷害を負ったり、物的損害 の発生する

意 可能性が想定される場合＊• 測定前に5～6回深呼吸をし、リラックスして測定してください。
（緊張時や、精神状態が不安定なときは、血圧が安定しません。）• 睡眠不足や便秘のとき、または運動や食事の後でも血圧は高くなります。
• 飲酒の後や入浴直後には測定をおこなわないでください。
• 尿意や便意があるときは、排尿や排便をすませてから測定してください。
• 20℃前後の室温で測定してください。寒さは血圧を上昇させます。
• コーヒーや紅茶などを飲んだり喫煙した直後は、正しい値が得られません。
• 連続して測定をおこなわないでください。上腕がうっ血して正しい値が得られません。必ず間隔（1分以上）をあけてから測定してください。
• 正しい姿勢で安静にして測定してください。カフを心臓の高さに保ち、腕を動かしたり、話をしないでください。正しい姿勢が難しい場合はいつも同じ姿勢で測定してください。
• エアホースを折り曲げた状態で使用しないでください。
• 血圧は長期のデータを見ることが大切です。お薬（血圧を下げる薬など）を服用した時間も考慮して、一日のうちで最も安定した状態が保てる時間帯を選んで、毎日できるだけ同じ時刻に測定しましょう。
• 測定中に体に異常を感じたり、気分が悪くなったりした場合には、使用を中断して医師の指導を受けてください。

エアホース

青い帯

型番：SCN-003※ カ フ（ 腕 帯 ） は 消 耗 品 です。カフ（腕帯）の寿命は約2,000 回です。カフ（腕帯）が汚れたり、破損や空気漏れするなどして新しくお求めになる 場 合 は、弊 社お 客 様 相談室（0120-88-6295）でお受けします。
カフリング

（金具）

本体表示部

※表 面の保護フィルムをはがしてお使いください。

[メモリー]スイッチ1  エアホースプラグを本体に差し込みます
エアホースプラグ● 最 適な圧力まで自動的に加圧されます。
●脈 拍を感知すると測定マークが点滅します。

エアホースプラグ

1 電池カバーを外します② 開けます① フックを押しながら、2 カフ（腕帯）を左腕に通します

2 電池を入れます

カフリング（金具）※ 必ずバネの出ている側から入れてください。

3 カフ（腕帯）の青い帯を腕の中心に合わせます
青い帯

3 電池カバーを閉めます→ 事故やけがのおそれや、本体が故障する原因になります。

[測定／停止]スイッチ（エアホースプラグを接続する）■こんなときは電池を交換しましょう

電池カバー

測定結果は自動的に記録されます。

4  カフ（腕帯）
を腕にぴったり巻きつけ、面ファスナーで固定します

マークが表示されたとき［測定／停止］スイッチを押しても何も表示されなくなったとき→ 4 本同時に交換しましょう○ 巻きつけがゆるすぎた
り、締めつけすぎると、正しく測定できないことがあります。
○ 測定する時は正しい姿勢をとりましょう

注意

お子様や意思表示ができない方へのご使用はおやめください。

面ファスナーで固定します。

測定マーク

測定中、脈拍を検知すると点滅します。

右腕でも測定できます

最低血圧値・脈拍数→ 事故やけがの原因になります。

長時間連続して測定しないでください。

※電池を取り出すと、記憶されているすべての測定結果が消去されます。電池交換の前に、測定結果をメモしておくことをおすすめしま→ うっ血、はれなどの原因になります。

血圧測定以外に使用しないでください。

す。

→ 事故やけがの原因になります。

血圧測定中に血圧計の近くで、携帯電話などを使用しないでください。
→ 誤作動をおこすおそれがあります。

古い電池と新しい電池、種類のちがう電池を同時に使用しないでください。
電池のの向きを間違えないようにしてください。
→漏 液、発熱、破裂などをおこし、本体が破損する原因になります。

本体に無理な力を加えたり、落としたりしないでください。
→ 故障の原因になります。

CH-452_IM_2301.indd

1●付属の乾電池はモニター用ですので、所定の電池使用回数を満たさない場合があります。

電池消耗マーク

電池が消耗したときに表示されます。

●アルカリ電池とマンガン電池を混ぜて使用しないでください。

3  測定後、［測定／停止］
スイッチを押して電源を切ります。

ためには・・・

電池カバーを外し、電池を取り出します。

表示部

脈拍数

ポイント 正しく測定する■電池を取り出すときは・・・

最高血圧値

最低血圧値

※最 高／最低血圧値（2秒間）と脈拍数（1秒間）が交互に表示されます。

ひじ関節から1～2cmの位置に合わせます→ けがなどの原因になります。

分解・修理・改造をしないでください。

2 測定結果が表示されます
最高血圧値① ツメをくぼみに合わせ、電池の液が目に入ったり、皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

→ 誤接続状態で使用すると、事故やけがのおそれがあります。

※測定を止めるときは、[測定/停止]スイッチを押してください。[測定/停止]スイッチを押しても空気が抜けない場合は、本体からエアホースプラグを抜き、腕からカフ（腕帯）を外してください。
【マニュアル加圧】●[測定/停止]スイッチを押し続け、停止したい（最高血圧より約40mmHg高い）加圧値でスイッチを離すと、その圧力で加圧を停止させることができます。
加圧上限値は280mmHgです。

を間違えないように入れてください② 押し込みます→ 体調不良をおこすおそれがあります。

この血圧計のエアホースソケットやカフのエアホースプラ
グの形状は、国際規格で規定されているものとは異なるため、他の医療機器や器具と誤接続が発生する可能性があります。血圧計の近くで他の医療機器や器具を使用する場合、誤接続を防ぐ対策を講じてください。

① 面ファスナーをはがして広げ、※ 腕帯がカフリング（金具）から外れた時は、面ファスナーが付いている面が外側になるようにカフリング（金具）に通してください。

告心臓疾患、その他循環器疾患、重度の血行障害のある方、ペースメーカーをご使用の方や乳腺切除した方は、医師の指導に従ってください。

全点灯表示時のマークは、電池交換のお知らせではありません。

く血圧を測定できない場合があります。

カバーを押さえながら矢印方向にずらします。
「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

エアホースソケット1  [測定／停止]スイッチを押します○ 腕周囲が22cm未満の方、32cmを越えた方が測定した場合、正し5. 電池を入れましょう

禁止 してはいけない「禁止」内容です。

→ 自己判断は、病気の悪化につながるおそれがあります。

○ カフ（腕帯）は素肌、もしくは薄い下着の上から巻いてください。

7. 測定しましょう② 青い帯が手のひら側に来るように腕に通します

強制 必ず実行していただく「強制」内容です。

測定結果の自己判断、および治療は危険です。
必ず医師の指導に従ってください。

6. カフ（腕帯）を巻きましょう○ 厚い上着を着ている場合は、脱いでからカフ（腕帯）を巻いてください。また、衣服などをまくり上げると上腕部が圧迫されて正しく測定できない場合があります。

4. 各部のなまえと機能＊物 的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

警※適 用腕周範囲：
２２ｃｍ～３２ｃｍ

カフ（腕帯）

右腕で測定するときも青い帯を腕の青い帯中心に合わせてください。
※血 圧は左右で 10 ｍｍ Hg 程度の差がでる場合がありますので、毎1～2cm回同じ側の腕で測定してください。

※測定後に電源を切り忘れても、約3分後に、自動的に電源が切れます。
ポイント

正しい姿勢を確認しましょう

血圧は測定するときの姿勢や時刻によって変化します。毎日同じ時刻に、背筋を伸ばし正しい姿勢で、深呼吸をしてリラックスして測りましょう。

1 姿勢を整えましょう2  カフ(腕帯)を心臓と同じ高さにしましょう3  手のひらを上に向けて、力を抜きましょう4  脚を組まないようにしましょう●アルカリ電池、マンガン電池以外は使用しないでください。
●充電式の乾電池は使用しないでください。
●ご使用済みの乾電池は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処分してください。

※寝て測る場合は、あお向けになり、手のひらを上にして腕を伸ばし、リラックスします。

2023/02/28

18:03:28

8. 測定結果を呼び出しましょう
90回分の測定結果を記録できます。
平均値も自動的に計算されますので、日々の健康管理にお役立てください。

9. マークについて

高血圧による病気

脈拍検知マーク

高血圧は、自覚症状をともなわず進行し、気付かないうちに動脈硬化を進行させ、心筋こうそくや脳卒中などの生命に関測定中、脈拍を検知すると点滅します。

1  [メモリー]スイッチを１回押します

電池消耗マーク

わる疾病を引き起こす要因と言われています。
脳脳卒中（脳出血、脳梗塞、くも膜下出血）

心血管心臓病（うっ血性心不全、心肥大、心筋こうそく、狭心症）

腎臓腎不全

その他

糖尿病など

電池が消耗したときに表示されます。

10. 保管とお手入れのしかた

最高血圧値■ 直射日光が当たる場所、高温多湿の場所、塩分や硫黄分の多い場所、ほこりの多い場所や水のかかる場所には保管しないでください。
また、水洗いもしないでください。

最低血圧値

血圧は、自律神経の働きによって調整され、心臓の動きに合わせて一拍ごとに変化しています。健康な方でも１日の間に大きく変動するといわれています。そのため、連続して測ったとしても午前と午後、季節や気温などによって血圧値はちがってきます。
下の図は、日常生活における１日の血圧の変動の一例です。
【血圧の日内変動の一例】

故障の原因になります。

■ 長期間使用しない場合は、電池を外してください。

100

電池からの液漏れにより、故障することがあります。

加圧不良の原因になります。

メモリー番号表示の後、測定結果を表示します。

■ カフ（腕帯）は洗濯したり、水に濡らしたりしないでください。
故障の原因になります。

メモリー番号１が最新のデータになります。

■ 本体やカフ（腕帯）がひどく汚れたときは、中性洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾いた布で拭いてください。

新しい

古い

※ 電池交換をすると、すべての測定結果は消去されます。電池交換の前に、測定結果をメモしておくことをおすすめします。

※ メモリー消去のしかた

保証規定
つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。

• 誤ったご使用またはお取扱いによる故障または損傷。
• 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
• 火災、地震、水害、異常電圧、指定以外の電源およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
• 保証書のご提示がない場合。
• 保証書のお買い上げ日、販売店名などの記載に不備がある場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
• ご使用後の外装面のキズ、破損、外装部品、付属品、消耗品カフ（腕帯）などの交換。
※ お 買い上げの販売店にご持参いただく場合の諸費用や弊社にご送付いただく場合の送料などは、お客様の負担となります。
• 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
• 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

保証書
本書は、お客様が取扱説明書に従って正しく使用したにもかかわらず、万一故障した場合、本保証規定に従ってお買い上げ後 1 年間は無料修理をおこなうことをお約束するものです。お客様にご記入いただきました本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
年月日

ご住所：
お名前：
販売店名および住所：〒 188-8511

東京都西東京市田無町 6-1-12

0120-88-6295（お客様相談室）
受付時間：10 〜 17 時 月〜金（祝祭日、年末年始を除く）
この二次元コードは通話料金は無料です。
この説明書の識別用
E-mail: support@systems.citizen.co.jpのものです。
https://csj.citizen.co.jp
CITIZEN はシチズン時計株式会社の登録商標です。
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
検査証：本製品は弊社の定められた検査に合格しております。

CH-452_IM_2301.indd

24020

睡眠
12

心臓は体の隅々まで血液を循環させるためのポンプで、血液は心臓が収縮して動脈内に拍出されています。成人の心臓は握りこぶしくらいの大きさで、1日に10万回以上も拍動しています。
血圧とは、心臓から送り出される血液の流れによって、動脈の壁にかかる圧力のことです。送り出される血液の量と動脈の太さと柔軟性などによって血圧は決まります。一般に血管は加齢とともにしなやかさを失うと言われ、血圧も加齢とともに上昇していく傾向があります。
血圧を測定する場合、通常、最高血圧と最低血圧が記録されます。心臓が収縮して血液が心臓から送り出されるときの最も高い血圧を収縮期血圧（最高血圧）といい、心臓が拡張して血管にかかる圧力が最低のときの血圧を拡張期血圧（最低血圧）といいます。
【最高血圧とは】【最低血圧とは】
動脈

左心房
左心室収縮

心臓

動脈

左心房弁

左心室

元にもどる

動脈壁がふくらむ

左心室が収縮して血液が送り出されたときの血圧が「最高血圧」です。

1416182022

拡張左心室が拡張したときの血圧が「最低血圧」です。

時

24刻

0204060810● Bevan AT, Honour AJ, Stott FH. Clin Sci 1969;36;329－44.

日本人の血圧の平均値
日本人の血圧の平均値を示します。
個人差もあるため、あくまで目安として、ご自分の血圧を判断するときの参考にしてください。

A答え

年

性女

性

代

20 ～ 29 歳
30 ～ 39 歳
40 ～ 49 歳
50 ～ 59 歳
60 ～ 69 歳
70 歳以上40 ～ 89 歳
20 ～ 29 歳
30 ～ 39 歳
40 ～ 49 歳
50 ～ 59 歳
60 ～ 69 歳
70 歳以上40 ～ 89 歳

注）血圧を下げる薬服用者除外

最高血圧
116.6
119.4
127.8
132.4
137.8
139.5
135.4
108.9
110.5
118.1
123.6
132.5
136.3
128.1

平均値 (mmHg)

最低血圧
74.5
79.0
83.6
86.1
85.6
81.2
83.9
68.4
71.3
75.8
78.3
80.0
79.0
78.3

2 回測定値の平均値12. 血圧 Q&A

QA

答え

QA

答え

病 院で 測ってもらう血 圧 値と、家で 測る血 圧 値がちがうのはなぜですか?
病院では、不安や緊張感から、家庭で測るよりも10～ 20mmHgほど高くなることがあります。
家庭での測定で、普段からご自分の血圧の傾向を知っておくと診察の際に役立ちます。

測るたびに血圧値がちがいますがなぜですか?
次のように、さまざまな要因で血圧は変動します。
● 季節、気温● 体のリズム、体調、姿勢、運動● 精神状態、ストレス
ストレスや感情の起伏といった精神的な影響も受けやすく、緊張すると高くなり、リラックスすると低くなる傾向にあります。
また、正しい姿勢で測定していない場合や、カフ（腕帯）を正しく巻いていない場合にも、変動しやすくなります。

売名 シチズン上腕式血圧計 CH-452

型
測式 CH452-WH
定方表式 オシロメトリック法
示 デジタル表示方式

装着部 カフ（腕帯）

適 用 腕 周 範 囲 22.0～32.0cm
測定

範囲 圧力：0～280ｍｍHg、目量：１mmHg、脈拍：40～180拍/分

測定

精度 圧力：±3mmHg、脈拍：読み取り数値の±5％

手首式血圧計の測定値とかなりちがいますがなぜですか?

臨床性能試験によ 聴診法との誤差の平均
る血圧測定の誤差 誤差の標準偏差
加圧 ポンプによる自動加圧

手首式と上腕式の血圧測定値の差は、高血圧症、糖尿病、腎臓病、動脈硬化など動脈の閉塞が生じるような疾患がある方の場合、健康な方より大きな差がでることがあります。運動や入浴直後の測定や正しい姿勢で測定しなかった時なども大きな差がでることがありますので、自己判断せずに必ず医師の指導に従ってください。

減圧 微速排気弁方式

排気 電磁弁による自動排気±5mmHg以内
8mmHg以内

定格および電源 DC6V （ 直流）
単3形乾電池（R6P、LR6）4本
電 池 使 用 回 数 アルカリ乾電池：約 1000 回 マンガン乾電池：約 300 回
（1 日 1 回測定、室温 23℃、160 ｍｍＨｇ加圧で測定の場合）
使 用 温 湿 度 10℃～40℃／相対湿度15％～85％ＲＨ
保 存 温 湿 度 －20℃～60℃／相対湿度10％～95％ＲＨ
使 用 気 圧 範 囲 ７０0hPa～1060hPa
メモ

リー 90回分

電撃

保護 内部電源機器（：BF形装着部）

寸

法 約130（幅）×53（高さ）×118（奥行）ｍｍ

こんなとき確認するところ直しかた

質量 本体：約240ｇ（電池含まず） カフ（腕帯）：約130g[ 測定／停止 ]
スイッチを押しても何も表示
しない

電池が消耗していませんか新しい電池と交換してください

付

電池のの向きが間違っていませんか

電池を正しい向きにしてください

測定できないマークが点灯しましたかカフ（腕帯）を正しく巻いてください

カフ（腕帯）を正しく巻いていますかカフ（腕帯）を正しく巻いてください

測定中は安静にしていましたか安静にしてもう一度測定してください

出典：厚生労働省 『平成 29 年国民健康・栄養調査報告』による男

11. 血圧について

心臓

お買い上げ日：

最低血圧

血圧とは…

電 池を取り出すと、記憶されているすべての測定結果が消去されます。
（「5.電池をいれましょう」参照）
測定結果をメモしておくことをおすすめします。

型式：CH452-WH  

60■ 血圧計を廃棄するときは、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処分してください。

１、２、３、・・・、8９、9０

Q

家庭ではリラックスした状態で測定できるため、より安定した血圧を測定できるからです。
毎日同時刻に測定して日々の血圧の変化を記録し、その結果をもとに、かかりつけの医師に相談することをおすすめします。

修理、サービスに出される前に、次の点をご確認ください。

80（5分おきに測定した1日の血圧値）■ カフ（腕帯）を無理やり曲げたり、引っ張ったりしないでください。

答え

販

13. 故障かな？と思ったら120本体の材質を傷めるおそれがあります。

スイッチを押し続けると過去の測定結果を早送りできます。

A

15. 製品仕様

家庭で血圧を測る意味は?

140

2 さ
 らに [ メモリー ] スイッチを押すと過去の測定 ■ 本体やカフ（腕帯）をアルコール、シンナー、ベンジンなど結果を表示できます。
で絶対に拭かないでください。
スイッチを押すたびに、前回、前々回とさかのぼります。

最高血圧

160

血 圧 値

平均値を示す「3Ａ」を表示したあと、最新3回分までの各測定結果の平均値を表示します。
※3回以上測定しなければ、平均値は表示しません。

血圧の変動

Q

脈の極端に弱い方、不整脈のある方は測定できない場合があります
故障を発見した場合はただちに使用を中止し、分解せず、販売店または弊社お客様相談室にお問合せください。

属品 カフ（腕帯)、単３形アルカリ乾電池4本（モニター用）、
取扱説明書/保証書、医療機器添付文書、EMC技術資料※ 本製品および取り出した古い電池を廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処理してください。
※ 本 製品はEMC規格IEC60601-1-2:2014に適合しています。
EMC適合※ 本製品はJIS規格（JIS T 1115:2018）に適合しています。
※ 本製品は在宅での自己血圧測定に使用するものです。医療機関・公共の場所で使用しないでください。
※ 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する事があります。

 製品は湿気の多いところや水のかかるところで使用しないで本ください。
医療機器認証番号：224ADBZX00050000（管理医療機器）
製造販売元

0120 - 88 - 6295
https://csj.citizen.co.jp

14. エラー表示についてエラー表示

原因

対処

カフ（腕帯）の巻きかたがゆるすぎます。

カフ（腕帯）を巻きなおし、安静にしてもう一度測定してください。
(「6．カフ（腕帯）を巻きましょう」参照）

281mmHg以上加圧した。

測定中、自動的に圧力が下がらない場合には、測定／停止スイッチを押して測定を中止して、カフ（腕帯）を外してください。

電池が消耗しています。

４本とも新しい単3形乾電池と交換してください。
「５．電池を入れましょう」参照）

脈拍数が測定範囲外（39拍 ／ 分 以 下、 ま た は181 拍／分以上）でした。

カフ（ 腕 帯 ）を 巻 き な おし、深呼吸などリラックスしてから、もう一度測りなおしてください。（脈拍数が測定範囲外の場合はEr表示になります。）

本体が正常に作動していません。

お買い上げ店、または弊社お客様相談室へお問い合わせください。

2301

2023/02/28

18:03:31