YENİ!

Hayatınızı kolaylaştırmakiçin tasarlandı.
Kompakt HVAC ölçüm cihazlarımız, ihtiyacınız olan her
yerde hassas sonuçlar verir –hızlı, hassas, kullanıcı dostu ve akıllı telefonunuza bağlı.
Ölçüm daha kolay olamazdı.

www.testo.com.tr

Testo’dan
yeni ürünler:
11	ölçüm
cihazı.
9 	ölçüm
parametresi.
1 App.
Sonsuzolasılıklar.
Açın, ölçün ve hemen daha fazla bilgi edinin: Yeni dijital

Ancak, iyi ölçüm teknolojisinin aynı zamanda akıllı olması

HVAC ölçüm cihazlarımız size kolay ve hızlı bir şekilde

gerektiğini de biliyoruz - bu nedenle testo Smart App

hassas okumalar verir.

sayesinde kompakt yeni ürünlerimiz ve akıllı telefonunuz
gerçek destekçilerinizdir.

Çünkü işinizde çalışmaların hızlı ilerlemesi gerektiğinive devam edebilmek için bir an önce güvenilir ölçümNe için bekliyorsunuz? Kendiniz için işinizisonuçlarına ihtiyacınız olduğunu biliyoruz.

kolaylaştırın.

2İklimlendirme ve havalandırma sistemleri
Sayfa 6

Konfor seviyesi

Sayfa 8Pervaneanemometre

Pervaneanemometre

Sıcak telanemometre

CO2 ölçerLüksmetreDijital
termohigrometre

testo 417

testo 416

testo 425

testo 535

testo 545

testo 625

m/s, m³/sa, °C

m/s, m³/sam/s, m³/sa, °C

CO2

Lux

°C, %RH, °Cwb, °Ctp

Basınç ölçümü

Sıcaklık

Sayfa 10

Sayfa 11

Fark basınçölçer

Fark basınçölçer

Fark sıcaklık
ölçerSıcaklık ölçer

NTC+ PT100
Sıcaklık ölçer

testo 512-1

testo 512-2

testo 922

testo 925

testo 110hPa/mbar, m/s, m³/sa

hPa/mbar°C°C°C

3İşleriniz için kompakt hassasiyet.
Testo’nun yeni dijital HVAC ölçüm cihazları, doğru okumalara ihtiyacınız olduğundahızlı bir şekilde her zaman yanınızda.

Az zaman, sonsuz yapılacaklar listesi ve karmaşık görevler:

Ve testo Smart App ile, her zaman yalnızca en önemli ölçümBunlar, Testo’nun yeni kompakt ölçüm cihazlarının güvenle

menülerine sahip olmakla kalmazsınız - akıllı asistanınızla

yanınızda olacağı anlardır.

her zaman dokümantasyon ve ölçüm değeri depolaması damümkündür (bkz. Uygulama bilgileri, s. 12).

İlgili her ölçüm parametresi için doğru cihaz: Sadeceaçın ve doğru kararları vermek için ihtiyacınız olan okumayıalın. Tüm önemli uygulamalarda - hızlı, basit ve hassas.

Kolay•	Kompakt tasarım: Hızlı bir şekilde ele alınır, hızlı bir şekildeçantasına konur.
•	Sağlam işçilik: İşler zorlaştığında.
•	Sezgisel kullanım: Temel ihtiyaçlara indirgenmiş yüksekteknoloji.
•	Raporları yerinde yazdırma: Her şey beyaz üzerine siyah.

Her cihaz pratik, kompakt vesağlam bir çanta içinde gelir.
4Hızlı•	Anında ölçüm sonuçları: Bir bakışta her şey nettir.
•	testo Smart App ile konfigürasyon: Sadece birkaç
tıklama ile ayarları yapın.
•	Otomatik hacimsel akış hesaplaması:Kanal çapı yeterlidir.
•	İki ekran birden fazlasını gösterir: Müşterilerinizebir akıllı telefonda ölçüm eğrilerini gösterin.
Gerçek zamanlı.

Kesin•	Uygulamada kanıtlanmış dijital problar: Uzun süreli
kararlı, tekrarlanabilir ve doğru ölçüm sonuçları için.
• Yararlı ölçüm menüleri: Her cihazda tek nokta vezaman eğrisi ölçümü.

• Kompakt bir şekilde basitleştirilmiş karmaşık ölçümler:Örneğin, yaşam alanı havalandırmasının çok kolayölçümü, ayarlanması ve belgelenmesi.
•	testo Smart App ile dokümantasyon:Tamamen evraksız.

5İklimlendirme ve havalandırma sistemleriİklimlendirme ve havalandırma sistemleri
kolayca kontrol altında.
Kompakt akış hızı ve hacimsel akış ölçümü.
İnsanların iç mekanlarda vakit geçirmekten keyif almalarınısağlamak için klima ve havalandırma sistemleri modern
binalar için çok önemli bir faktördür.
Buna göre, uygun ölçüm teknolojisi ile odalara yeterli tazehavanın verilmesi ve yetersiz taze havanın dışarı atılmasınınsağlanması önemlidir. Ve, tüm VAC üniteleri için mümkün
olan en iyi verimlilikle.
Testo’nun yeni akış hızı ölçüm cihazlarıyla, akıllı App
desteğiyle bu görevleri hızlı, kolay, hassas bir şekilde
gerçekleştirebilirsiniz: Kanalda, havalandırma çıkışlarında ve
dengeli konut havalandırmasını ayarlarken.

testo Smart App sizi böyle destekler- Ölçüm cihazınızı konfigüre etme
- Grafiksel ölçüm değeri eğrisini gösterme- Ölçüm verilerini kaydetme- Müşteri ve ölçüm lokasyonu yönetimi- İşinizin dokümantasyonu- Raporu e-posta ile gönderme6İklimlendirme ve havalandırma sistemleri

testo 417 dijital 100 mm pervane anemometre•H ava giriş ve çıkışlarında akış, hacimsel akış ve sıcaklığın basit,hızlı ve hassas ölçümü• t esto Smart App ile dengeli konut havalandırmasının verimlişekilde düzenlenmesi ve hızlı dokümantasyon• t esto Smart App’te hızlı uygulama içi konfigürasyon, grafik
geçmişi, ikinci ekran ve ölçüm verileri hafızası
•Z
 amanlanmış ve çok noktalı ortalama hesaplama• Sağlam gövdeli kompakt tasarım sayesinde dayanıklılık
Sipariş no. 0563 0417
testo 417 set 1
Plaka çıkışları ve havalandırmaızgaraları için huni seti dahildir.
Sipariş no. 0563 1417
testo 417 set 2
Set 1’e olarak, artı girdaplı
havalandırmalar için akışdoğrultucu
Sipariş no. 0563 2417

testo 416 dijital 16 mm pervane anemometre• Havalandırma kanalında basit, hızlı ve hassas akış ölçümü ve
hacimsel akış hesaplaması• Kablo bağlantılı teleskopik prob ile kanal ölçümlerinde daha fazla
esneklik (maksimum uzunluk 850 mm)• testo Smart App’te hızlı uygulama içi konfigürasyon, grafik
geçmişi, ikinci ekran ve ölçüm verileri hafızası
• Zamanlanmış ve çok noktalı ortalama hesaplama• Sağlam gövdeli kompakt tasarım sayesinde dayanıklılık
Sipariş no. 0563 0416

testo 425 dijital sıcak tel anemometre• Havalandırma kanalında basit, hızlı ve hassas akış ve sıcaklıkölçümü artı hacimsel akış hesaplaması• Kablo bağlantılı teleskopik prob ile kanal ölçümlerinde dahafazla esneklik (maksimum uzunluk 820 mm)• testo Smart App’te hızlı uygulama içi konfigürasyon, grafik
geçmişi, ikinci ekran ve ölçüm verileri hafızası
• Zamanlanmış ve çok noktalı ortalama hesaplama• Sağlam gövdeli kompakt tasarım sayesinde dayanıklılık
Sipariş no. 0563 0425
7

Konfor seviyesi

Konfor kolayca kontrol altında.
Daha konforlu bir iç ortam iklimi için.

Yaşamak, çalışmak veya boş zaman geçirmek olsun: Her

Testo’nun yeni kompakt ölçüm cihazları ile CO2, aydınlatma,gün vaktimizin neredeyse %90’ını iç mekanlarda geçiriyoruz!

sıcaklık ve hava nemini hızlı, kolay ve hassas bir şekildeBu nedenle, iç mekan hava kalitesi ve konforu konuları,görebilir ve böylece iç mekanlarda konfor ve sağlıklı bir iklim

esenlik ve sağlık için bundan daha önemli olamaz.

sağlayabilirsiniz.

testo 535 dijital CO2 ölçer• CO2 konsantrasyonunun basit, hızlı ve hassas ölçümü• Limit değer aşıldığında sesli alarm• testo Smart App’te hızlı uygulama içi konfigürasyon, grafik geçmişi,ikinci ekran ve ölçüm verileri hafızası
• Uzun süreli kararlı kızılötesi sensör teknolojisi sayesinde ölçümsonuçlarının yüksek tekrarlanabilirliği• Zamanlanmış ve çok noktalı ortalama hesaplama
Sipariş no. 0563 0535

8

Konfor seviyesi

testo Smart App sizi böyle destekler- Ölçüm cihazınızı konfigüre etme
- Grafiksel ölçüm değeri eğrisini gösterme- Ölçüm verilerini kaydetme- Müşteri ve ölçüm yeri yönetimi- İşinizin dokümantasyonu- Raporu e-posta ile gönderme

testo 545 dijital lüksmetre• Tüm yaygın ışık kaynakları için V-lambda eğrisine göre basit,hızlı ve hassas aydınlatma (lüks) ölçümü•L ED uyumluluğu sayesinde geniş uygulama yelpazesi (tekrenkli mavi LED hariç)• testo Smart App’te hızlı uygulama içi konfigürasyon, grafik
geçmişi, ikinci ekran ve ölçüm verileri hafızası
•L
 imit değer aşıldığında sesli alarm•Z amanlanmış ve çok noktalı ortalama hesaplama
Sipariş no. 0563 1545

testo 625 dijital termohigrometre•H ava sıcaklığı ve bağıl nemin basit, hızlı ve hassas ölçümü•Ç iğlenme noktası ve yaş küre sıcaklığının hesaplanması• t esto Smart App’te hızlı uygulama içi konfigürasyon, grafik geçmişi,ikinci ekran ve ölçüm verileri hafızası
•L
 imit değer aşıldığında sesli alarm•Z amanlanmış ve çok noktalı ortalama hesaplama
Sipariş no. 0563 1625

9Basınç ölçümüBasınç ölçümü kontrol altında.
Kompakt basınç ölçümü.

Testo’nun yeni kompakt ölçüm cihazları, ısıtma sistem-testo 512 ayrıca genel basınç ölçümü, filtre kontrolü ve

lerindeki en önemli iki ölçüm için de güvenilir bir şekildePitot tüpü ölçümü için güvenilir ortağınızdır.

yanınızda. Önemli olduğunda hızlı ölçüm sonuçları için.
Fark sıcaklık ölçüm cihazı testo 922, (s. 11) ile ısıtma devresi
Fark basınç ölçüm cihazı testo 512 ile, ısıtma sistem-dağıtıcılarının gidiş/dönüş sıcaklığını kontrol altında

lerinde bakım çalışmaları için vazgeçilmez olan gaz akıştutarsınız.

basıncını ve statik gaz basıncını ölçerek brulörlerdeki gazbasıncını hızlı ve hassas bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

testo 512-1 dijital fark basınç ölçer•F
 iltreleri kontrol etmek ve hava kanalındaki Pitot tüpü ölçümü için basit,hızlı ve hassas fark basınç ölçümü (0 ila 200 hPa)•P
 ozisyondan bağımsız yüksek hassasiyetli fark basınç sensörü sayesinde
güvenilir ölçüm sonuçları
• t esto Smart App’te hızlı uygulama içi konfigürasyon, grafik geçmişi, ikinci
ekran ve ölçüm verileri hafızası
•Ö lçüm cihazında ve App’te hacimsel akış hesaplaması•L imit değer aşıldığında sesli alarm
Pro. ipucu:
Gaz akışını/statik
gaz basıncınıölçmek için idealdir.

Sipariş no. 0563 1512

testo 512-2 dijital fark basınç ölçer•B
 asit, hızlı ve hassas fark basınç ölçümü (0 ila 2.000 hPa)
• t esto Smart App’te hızlı uygulama içi konfigürasyon, grafik geçmişi, ikinci
ekran ve ölçüm verileri hafızası
•L
 imit değer aşıldığında sesli alarm•Z amanlanmış ve çok noktalı ortalama hesaplama•S ağlam gövdeli kompakt tasarım sayesinde dayanıklılık
Sipariş no. 0563 2512

Pro. ipucu:
Yüksek basınçları
ölçmek için ideal.

testo Smart App sizi böyle destekler- Ölçüm cihazınızı konfigüre etme
- Grafiksel ölçüm değeri eğrisini gösterme- Ölçüm verilerini kaydetme- Müşteri ve ölçüm lokasyonu yönetimi- İşinizin dokümantasyonu

10- Raporu e-posta ile gönderme

Sıcaklık

Sıcaklıklar kolayca kontrol altında.
En önemli ölçüm değerini kompakt bir şekilde ölçün.
testo 922 dijital fark sıcaklık ölçer• Çift termokupl K Tipi probu ile kolay, hızlı ve hassas fark sıcaklık ölçümü (2 TCK Tipi prob dahildir)• testo Smart App’te hızlı uygulama içi konfigürasyon, grafik geçmişi, ikinci ekranve ölçüm verileri hafızası
• -50 °C ila 1000 °C arasındaki geniş ölçüm aralığı sayesinde geniş uygulamayelpazesi

Pro. ipucu:Gidiş/dönüş sıcaklığınıölçmek için idealdir.

• Opsiyonel ve piyasada bulunan TC K Tipi sensörlerle uyumlu geniş sensörseçimi• Limit değer aşıldığında sesli alarm
Sipariş no. 0563 0922

testo 925 dijital fark sıcaklık ölçer-T ermokupl K Tipi probu ile kolay, hızlı ve hassas sıcaklık ölçümü (1 TC K Tipi
prob dahildir)• testo Smart App’te hızlı uygulama içi konfigürasyon, grafik geçmişi, ikinci
ekran ve ölçüm verileri hafızası
• -50 °C ila 1000 °C arasındaki geniş ölçüm aralığı sayesinde geniş uygulama
yelpazesi• Opsiyonel ve piyasada bulunan TC K Tipi sensörlerle uyumlu geniş sensörseçimi• Limit değer aşıldığında sesli alarm
Sipariş no. 0563 0925

Laboratuvar ve gıda ortamında sıcaklık ölçümüLaboratuvar ve gıda ortamındaki
sıcaklıklar kolayca kontrol altında.
Düşük sıcaklıklarda bile özellikle hassas.
testo 110 dijital sıcaklık ölçer• NTC veya Pt100 sensörü ile basit, hızlı ve özellikle hassas sıcaklık ölçümü(opsiyonel olarak mevcuttur)• testo Smart App’te hızlı uygulama içi konfigürasyon, grafik geçmişi, ikinci
ekran ve ölçüm verileri hafızası
• HACCP uyumlu, gıda sektöründe kullanım için EN 13485’e göre sertifikalı• Dijital Pt100 sensörleri ile yüksek hassasiyetli ölçüm sonuçları ve yüksek
sistem doğruluğu (ölçüm cihazı olmadan kalibrasyon)• Limit değer aşıldığında sesli alarm
Sipariş no. 0563 0110

11

Her şey için bir App: Bu çok akıllıca!
testo Smart App vazgeçilmez desteğiniz olacak.

Testo’nun yeni ürünlerini özel kılan: Bunları ihtiyaçlarınıza

Kullanımı kolay - testo Smart App ile. Ücretsiz App ile yeni

göre konfigüre edebilir ve kullanabilirsiniz. Sadece ölçmekölçüm cihazınızdan en iyi şekilde yararlanın. Ve elbette, App

mi istiyorsunuz? Hiç sorun değil. Ancak aklınızda başkave ölçüm cihazı otomatik olarak bağlanır.

ayarlar var, ölçülen değerleri kaydetmek istiyorsunuz ve
dokümantasyon da mı önemli?

Kolay•	Sezgisel ölçüm menüleri
•	Hızlı konfigürasyon•	Karmaşık olmayan dokümantasyon

Hızlı•	Sadece birkaç tıklamayla ölçüme gitme•	Bir bakışta tüm ölçüm değerleri•	Grafik veya tablo şeklindeki eğri gösterimi

12Verimli•	Ölçüm ve müşteri verilerinin saklanması•	Kolay rapor oluşturma ve e-posta ile gönderme• İkinci ekranAkıllı•	PC yazılımı testo DataControl ile veri alışverişi•	Sürekli güncellemeler ve genişletmeler•	Ücretsiz indirme, ücretsiz kullanım

13

Kesinlikle emin olmak istiyor musunuz? Güzel.
Bir bakışta tüm teknik veriler.

İklimlendirmeve
havalandırma
sistemleri

Ürün

Açıklama

testo 416
App bağlantılı 16mm pervane
anemometre, sabit
teleskop (maks. 850mm), taşıma çantasıve kalibrasyon protokolü dahil

testo 417

testo 417 set 1

App bağlantılı 100 App bağlantılı 100 mm
mm pervane anepervane anemometre,mometre, taşıma plaka çıkışları için ölçüm
çantası vehunisi, havalandırmakalibrasyon proızgaraları için ölçüm
tokolü dahilhunisi, taşıma çantası
ve kalibrasyon protokolü
dahil

testo 417 set 2

testo 425

App bağlantılı 100 mm
pervane anemometre,plaka çıkışları için ölçümhunisi, havalandırmaızgaraları için ölçümhunisi, akış doğrultucu,taşıma çantası vekalibrasyon protokolü
dahil

App bağlantılı termal
sıcak tel anemometre, sabit teleskop(maks. 820 mm),taşıma çantası vekalibrasyon protokolü
dahil

Ölçüm
parametresi

m/s, fpm, m³/sa,cfm, l/s

m/s, fpm, °C, °F, m³/sa, cfm, l/sÖlçüm aralığı

0.6 ... 40 m/s

0.3 ... 20 m/s
0 ... +50 °CDoğruluk±(0.2 m/s+1% okuma)±(0.1 m/s +1.5% ölç.değ.)±0.5 °CÇözünürlük

0.1 m/s

0.01 m/s
0.1 m³/sa (0 ... +99.9 m³/sa)
1 °C /sa (kalan ölçüm aralığı)0.1 °C

0.01 m/s
0.1 °C

Sınıflandırma

IP40 (prob: IP20)

IP40 (prob: IP20)

IP40 (prob: IP20)

Batarya (dahil)
Batarya ömrü(sa)testo SmartApp’e bağlantıSipariş no.

3 x AA

3 x AA

3 x AA60

50350563 0416

0563 0417

0563 1417

m/s, fpm, °C, °F, m³/sa, cfm, l/s
0 ... 30 m/s-20 ... +70 °C±(0.03 m/s + 4% ölç.
değ.) (0 ... 20 m/s)±(0.5 m/s + 5% ölç.
değ.) (20.01 ... 30 m/s)
±0.5 °C

0563 2417

0563 0425

Basınç ölçümüÜrün

testo 512-1

testo 512-2Açıklama

App bağlantılı fark basınç ölçer, ölçüm aralığı 0 ila 200 hPa,sesli alarm, taşıma çantası ve kalibrasyon protokolü dahilÖlçümparametresi

Pa, hPa/mbar, kPa, psi, in²Hg, in²H2O, mm²H₂O, mm²Hg, m/s,fpm, m³/h, cfm, l/s

App bağlantılı fark basınç ölçer, 0 ila 2.000 hPaölçüm aralığı, sesli alarm, taşıma çantası ve kalibrasyon protokolü dahil
Pa, hPa/mbar, kPa, psi, in²Hg, in²H₂O, mm²H₂O,mm²Hg

Ölçüm aralığı14

0 ... +200 hPa

0 ... +2,000 hPaDoğruluk±(0.3 Pa + 1% ölç.değ.) ±1 dijit (0 ... 25 hPa)±(0.1 hPa + 1.5% ölç.değ.) ±1 dijit (25.001 ... 200 hPa)

0.5 %fsÇözünürlük0.001 hPa

1 hPa

Sınıflandırma

IP 40

IP40

Batarya (dahil)

3 x AA

3 x AA

Batarya ömrü (sa)testo Smart App’ebağlantı
Sipariş no.

120

1200563 1512

0563 2512

KonforseviyesiÜrün

testo 535

testo 545

testo 625

Açıklama

App bağlantılı CO₂ ölçer, sesli alarm,taşıma çantası ve kalibrasyon protokolü dahil

App bağlantılı lüksmetre, sesli alarm,taşıma çantası ve kalibrasyon protokolü dahil

App bağlantılı nem ve sıcaklık ölçer,sesli alarm, taşıma çantası vekalibrasyon protokolü dahilppm, %lux, fc%RH, °C, °F, °C td, °C dp0 ... 10,000 ppm

0 ... 100,000 lux

0 ... 100 %RH-20 ... +60 °CÖlçüm parametresiÖlçüm aralığıIP40 (prob: IP20)
3 x AA
30

Sınıf C, DIN 5032-7 / EN 13032-1’ekarşılık gelen, Ek B
f1 = 6% = V(Lambda) ayar
f2 = 5% = cos-true değerlendirmeToplam ≤15%±3% ölç.değ. ±1 dijit
0.1 lux (<10,000 lux)
1 lux (≥10,000 lux)
IP40 (prob: IP20)
3 x AA
700563 0535

0563 1545

Doğruluk±100 ppm +5 % ölç. değ.

Çözünürlük1 ppm

Sınıflandırma
Batarya
Batarya ömrütesto Smart App’ebağlantı
Sipariş no.

2.5 %RH (5 ... 95 %RH)
±0.5 °C

0.1 %RH
0.1 °C
IP40 (prob: IP20)
3 x AA100

0563 1625

Sıcaklık

Ürün

testo 922

testo 925

testo 110Açıklama

App bağlantılı 2 kanallı sıcaklık ölçer
TC K Tipi, sesli alarm, taşıma çantası,
2 x TC K Tipi prob ve kalibrasyon protokolü dahil

1 kanallı sıcaklık ölçer TC K Tipi, Appbağlantılı, sesli alarm, taşıma çantası,
1 x TC K Tipi prob ve kalibrasyon
protokolü dahil

1 kanallı sıcaklık ölçer NTC / Pt100,App bağlantısı, TUC prob soketi,sesli alarm, taşıma çantası vekalibrasyon protokolü dahil°C, °F°C, °F

Ölçüm parametresiÖlçüm aralığıDoğrulukÇözünürlük
Sınıflandırma
Batarya
Batarya ömrütesto Smart App’ebağlantı
Sipariş no.

°C, °F-50 ... +1000°C-50 ... +1000°C±(0.5 °C + 0.3% ölç.değ.)(-50 ... +1000 °C)±(0.5 °C + 0.3% ölç.değ.)(-50 ... +1000 °C)

0.1 °C (-50 ... +499.9 °C)
1 °C (kalan ölçüm aralığı)IP40 (opsiyonel TopSafe IP65)
3 x AA120

0.1 °C (-50 ... +499.9 °C)
1 °C (kalan ölçüm aralığı)IP40 (opsiyonel TopSafe IP65)
3 x AA
150

NTC: -50 ... +150°C
Pt100: -200 ... +800 °C
NTC: ±0.2 °C (-20 ... +80 °C)±0.3 °C (kalan ölçüm aralığı)Pt100: prob doğruluğuna göre
NTC: 0.1 °C
Pt100: prob doğruluğuna göre
IP40 (opsiyonel TopSafe IP65)
3 x AA100

0563 0922

0563 0925

0563 0110

15

Aksesuarlar & problar
Daha fazlası için: www.testo.com.tr
Aksesuarlar

Sipariş no.

IP65 için testo 922/925/110 için TopSafe koruyucu silikon kapak

0516 0224

Bluetooth®/IRDA yazıcı

0554 0621

batarya ve adaptör dahil

Prob borusu/prob borusu ucuboyutlar

5 ila 65 mm boru çapları için boruya
kenetlenebilen prob (NTC),sabit kablo 1.2 m
Su geçirmez NTC daldırma/batırma
probu, sabit kablo 1.2 m

Sıvılarda ve macunlarda ±0,05°C’ye
kadar doğrulukla ölçümler için
yüksek hassasiyetli dijital Pt100batırma probu

Prob tipi
testo 922/925 için K Tipi

Ø 5 mm

Ø 4 mmØ4mm

Boyutlar
Prob borusu/prob borusu ucuDoğruluk

Tepkisüresi

-50 ... +120 °C±0.2 °C (-25 ... +80 °C)–0615 5605

-50 ... +150 °C±0.5% ölç.değ.
(+100 ... +150 °C)±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)±0.4 °C (kalan ölçümaralığı)10 sn

0615 1212-80 ... +300 °C±0.3 °C (-80 ...
-40.001 °C)±(0.1 °C + 0.05 % ölç.
değ.)(-40 ... -0.001 °C)±0.05 °C (0 ... +100 °C)±(0.05 °C + 0.05 %ölç.değ.) (+100.001 ...
+300 °C)

t₉₀ <45 sn

0618 0275

Ölçüm aralığıDoğruluk

TepkisüresiSipariş
no.

-60 ... +400 °C

Sınıf 2 1)

200 sn0602 1793-60 ... +300 °C

Sınıf 2 1)

3 sn

0602 0393-40 ... +1000 °C

Sınıf 1 1)

4 sn0602 5693

115 mmSiparişno.

Ø 4 mmYaylı termokupl şeritli çok hızlı tepki
veren yüzey probu, engebeli yüzeyleriçin de uygun, kısa süreli +500°C’ye
kadar ölçüm aralığı, TC K Tipi, sabit
kablolu

1)

50 mm

295 mmSağlam hava probu, TC K Tipi, sabit
kablo

Daldırma ölçüm ucu, esnek, hava/baca gazlarındaki ölçümler için(dökümhanelerdeki ölçümler içinuygun değildir), TC K Tipi

115 mmÖlçüm aralığı115 mm
Ø 5 mm

Ø 3 mmØ 12 mm1000 mm

EN 60584-1 standardına göre, Sınıf 2’nin doğruluğu -40 ila +1200 °C’yi ifade eder.

www.testo.com.tr

2981 1434/B&B/msp/10.2022

Prob tipi
testo 110 için NTC/PT1000554 0568

Testo Ltd. dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yazıcı için yedek termal kağıt (6 rulo), ölçüm verileri belgeleri 10 yıla kadar okunabilir