アドフラットエルス専用

騒音計システム・振動レベル計システム 使用マニュアル
改訂Ｎo.TNSLVSO-02'22年3月22日作成

操作方法・ 設置方法の説明動画はこちら

もくじ

注意事項

P.1

1. 機能説明
製品概要

P.2

部材一覧

P.2

設置完了図（例）

P.3

2. 設置方法
設置手順

P.4～P.15

解体手順

P.15

3. 計測記録方法◇騒音計
計測記録手順P.16～P.19

記録出力手順P.20～P.24◇振動レベル計
計測記録手順P.25～P.28

記録出力手順P.29～P.33●取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください●ご使用前に『注意事項（P.1）』を必ずお読みください注意事項●使用前にこの取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。
●本書に記載の内容や仕様に関しては、変更となる場合もあります。
最新の内容については、弊社ホームページをご確認ください。
安全に関する記号

記号の意味

！ 危険

取り扱いを誤った場合に死亡もしくは重傷を負うおそれが切迫して生じる内容を示しています。

！ 警告

取り扱いを誤った場合に死亡もしくは重傷を負うおそれがある内容を示しています。

！ 注意

取り扱いを誤った場合に中・軽傷を負うおそれや物的損害が発生す
るおそれがある内容を示しています。

使用用途
・本製品は、工事現場設置用のLEDデジタルモニター「エルス」（通常型）専用の騒音振動計（計測記録・表示用）商品です。[オプション品] それ以外の用途では使用しないでください。

使用上の注意事項

！ 注意

！ 危険

P1

・ノイズを含む不安定な電源供給は避けてください。
電子部品の破損、不点灯の原因となります。
・本製品は精密機器の為、必要以上に力を加えたり、落としたり衝撃を与えないように注意してください。
・高温多湿の場所、長期間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。
・返却の際は、必ず運搬時専用ボックスに格納し、返却してください。
・設置及び撤去の際は手順書を参照の上、記載された手順通りに作業を行ってください。
・可燃性、引火性のある場所での使用は控えてください。
・振動、衝撃、粉塵、腐食性ガス、可燃ガスの影響を受ける場所では使用・保管をしないでください。
・温度差の激しい環境下、極端に湿度の高い環境下では使用しないでください。
・ケーブルを強く引っ張る、曲げる、捻じる等しないでください。
・埃や湿気が多い所での長時間使用は避け、埃を定期的に取り除いてください。
・濡れた手による差込プラグの抜き差しはしないでください。
・電源は必ず指定された電圧のコンセントに接続してください。
・差込プラグは根元まで差し込んでください。
・ケーブル接続部のナットは確実に締めてください。
・コネクタを取り付けていない接続口は防水キャップをしてください。
・測定器の設定等の作業をする際はダイヤル錠を開錠し、作業後は必ず施錠してください。
・設置後の機器は、関係者以外触らないでください。
・本体設置後は、取付部品に緩みがないか定期的に確認してください。
・定期的にボックス内を点検し、各種ケーブル類の接続を確認してください。
・本体下部へ水をかけたりしないでください。
・発煙等、異常が発生した場合は即座に元電源を切って販売元へ連絡してください。

１ 機能説明
製品概要
・騒音振動計セットは、通常型エルス（LED表示器）に接続して使用する騒音・振動数値の計測記録、LED表示器画面への表示を行うオプション商品です。

部材一覧

騒音計システム③ アナログ入出力② 全天候ウインドスクリーン本体 WS-15
ケーブル 5m①騒音計収納ボックス
騒音計
NL-42

SDカード
（512MB）④ウインドスクリーン取付金具セット
マイク取付台

マイクロホン

L字金具付クランプ

取付アダプタマイクロホン延長コード 5m EC-04A

2m, 10m, 30m, 50m, 100m

⑧ 電源ケーブル 5m

振動レベル計システム⑤振動計収納ボックス⑥3方向振動ピックアップ ⑦振動レベル計用
延長コード 3m EC-54S

振動レベル計ＶM-55
SDカード（512MB）

10m, 50m, 100m
⑧電源ケーブル 5m⑨電源ジョイントケーブル 5m⑩常温収縮チューブ! 紛失に注意してくださいP2

設置完了図（例）②

視点:現場側から見た図（エルス40型の場合）④①
エルス40型（48,100型も同様）⑧

現場コンセントへ接続（AC100V）
騒音計測機器 収納箱⑨
現場コンセントへ接続（AC100V）③⑩⑦⑥

振動計測機器 収納箱⑤! 上図は例です。実際の設置に際しては、現場の状況に合わせてください。
! ケーブルは、張り過ぎや無理に引っ張るような設置にならないように注意してください。

◇標準部材
No．
部材名称
① 騒音計収納ボックス（SDカード（512MB）付）② 全天候ウインドスクリーン本体 WS-15③ アナログ入出力ケーブル 5m④

ウインドスクリーン取付金具セット

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

振動計収納ボックス（SDカード（512MB）付）
3方向振動ピックアップ PV-83C
振動レベル計用延長コード 3m EC-54S
電源ケーブル 5m
電源ジョイントケーブル 5m
常温収縮チューブ

構成部材名称－
マイクロホン
取付アダプタ
マイク取付台
マイクロホン延長コード 5m EC-04A
L字金具付クランプ

－

数量
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

オプション部材
部材名称
マイクロホン延長コード
振動レベル計用延長コード
校正書類1式

P3

規格
10m EC-04B 30m EC-04C 50m EC-04Ｄ 100m EC-04Ｅ
10m EC-54SB
50m EC-02SD
100m EC-02SE
試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図

2m EC-04

2 設置方法
設置手順
Ⅰ. 騒音計、振動計収納ボックスの設置
エルス本体付近の建地へ騒音計、振動計収納ボックスのクランプ（各2か所）を取り付けます。
! エルス本体と騒音計、振動計収納ボックス間の距離は、ケーブル（振動レベル計用
延長コード、マイクロホン延長コード、電源ジョイントケーブル、アナログ入出力
ケーブル）で接続可能な距離としてください。
視点:現場側から見た図（エルス40型の場合）

エルス40型（48,100型も同様）

騒音計測機器 収納箱

振動計測機器 収納箱

騒音計収納ボックス

振動計収納ボックス建地
騒音計収納ボックス または 振動計収納ボックス! ボックスは、地面から70㎝以上の高さに設置してください。

クランプ

P4

Ⅱ. ウインドスクリーンの設置
1,ウインドスクリーン金具セットの組立 【納品形態：組立完了状態】! 各部品へ必要以上に力を加えたり、落としたり衝撃を加えないように注意してください。
①騒音計上部のマイクロホンを取り外します。
（ロックナットを回した後、垂直方向へ引き抜いて取り外します。）
マイクロホン
ロックナット
騒音計②L字金具付クランプをマイク取付台へ差し込み、ネジ（3本）で固定します。
マイク取付台
ネジ

L字金具付
クランプ

③マイクロホン延長コードの差込部Aを、②の組立品へ差し込みます。
! ケーブルを引っ張ったりねじったりしないでください。
マイクロホン延長コード

差込部A④マイクロホンをマイクロホン延長コードの差込部Aへ取り付けます。
（差込部Aの突起部へ、マイクロホン接続部の切り欠きが合うよう差し込み、
ロックナットを回して固定します。）
マイクロホン
突起部
差込部A
マイクロホン延長コード

P5

ロックナット⑤取付アダプタを切れ目より、マイクロホン延長コードへ差し込み、マイクロホン下部へ接するように固定します。
! 取付に力を要します。
! ケーブルを引っ張ったりねじったりしないでください。
マイクロホン
マイクロホン延長コード
取付アダプタ

切れ目⑥マイクロホンへ取り付けた取付アダプタを、マイク取付台へ差し込みます。
取付アダプタ
取付アダプタ
マイク取付台
マイク取付台※固定はせず、差し込むだけとなります。

2,ウインドスクリーンの組立
ウインドスクリーン組立金具セットへ、全天候ウインドスクリーン本体を装着します。
! バードストライクが折れないよう、十分に注意してください。

バードストライク
全天候ウインドスクリーン本体

ウインドスクリーン
組立金具セット

P6

3. ウインドスクリーンの設置
手順2で組み立てたウインドスクリーンのクランプを建地へ取り付けます。
ウインドスクリーン下部付近の余ったケーブルを、輪を作る等して結束バンド等で建地へ固定します。
! バードストライクが折れないよう、十分に注意してください。
! 部材へ必要以上に力を加えたり、落としたり衝撃を加えないように注意してください。
! ケーブルを引っ張ったりねじったりしないでください。
! 敷地境界線へ取り付け、道路側へ出ないように注意してください。
! 風・音を遮る物がない位置へ取り付けてください。
! 仮囲い真裏への設置は避けてください。（反響音の影響を避ける為）

ウインドスクリーン

建地へ
クランプ
を取付

建地

建地
マイクロホン延長コード

結束バンド等

ケーブル

騒音計収納ボックス

ボックス内へP7

Ⅲ. 騒音計へのケーブル接続

ACアダプタマイクロホン
延長コード

2

差込部B
接続部
騒音計

VFボックス

結束バンド
3

4

5

⑤接続部

6

④接続部

ナット
1

①

③
ナット

⑤
バンド固定部

マイクロホン
延長コード

接続部
結束バンド
プラグ部
（ACアダプタ）

マイクロホン延長コード

②

④

接続部

⑥

差込部B
突起部

ナット
ナット

プラグ部
（VFボックス）

手順①：騒音計収納ボックスの扉を開け、ナットを緩めて、マイクロホン延長コードをボックス底面よりボックス内部へ通します。
! ナットが外れないように注意してください。
手順②：マイクロホン延長コードの差込部Bを騒音計上部の接続部へ接続します。
（接続口の突起部へ合わせて差し込み、ナットを回して締めます。）
手順③：余ったケーブルを輪にし、結束バンドでバンド固定部へ固定します。
! ケーブルは引っ張りすぎないよう、余裕をもって取り回してください。
手順④：VFボックスのプラグ部を騒音計 底面の接続部へ接続します。
手順⑤：ACアダプタのプラグ部を騒音計 底面の接続部へ接続します。
手順⑥：騒音計収納ボックスのナットを締め、騒音計収納ボックスの扉を閉めます。

P8

Ⅳ. 3方向振動ピックアップの設置!
!

部材へ必要以上に力を加えたり落としたり、衝撃を加えないように注意してください。
ケーブルを引っ張ったりねじったりしないでください。
1,ピックアップと延長コードの接続①常温収縮チューブの中からコアリボンを引き出します。
! コアリボンがチューブの中を通っていることを確認してください。
! 反対方向に引きだすと後工程で不具合が生じますので、作業をやり直してください。

常温収縮チューブ
コアリボン
引き出す

②コネクタ接続前に常温収縮チューブを片側のケーブルに挿入します。
挿入
振動レベル計用延長コード
または 3方向振動ピックアップのケーブル
常温収縮チューブ

③振動レベル計用延長コードの端部を3方向振動ピックアップの接続部へ取り付けます。
（突起部に合わせて差し込み、ナットを回して固定します。）
その後、接続部を常温収縮チューブで防水処理します。
! ナットはしっかりと締めてください。
突起部

3方向振動ピックアップ
振動レベル計用延長コード④連結したコネクタの中心位置から外側48mmの位置（左右どちらか1箇所）に、テープ等で目印を付けます。
! 常温収縮チューブの収縮開始位置となる重要な寸法ですので、注意して実施してください。
! 目印はきれいに取り外せて、コネクタ部を汚したり破損しないものにしてください。
目印

コネクタ端部
接続の中心位置から外側に48mm

P9

⑤コアリボンを引き抜き、収縮させた常温収縮チューブの端部を目印位置に合わせます。

引き抜く
常温収縮チューブ
コアリボン

目印
収縮

端部

合わせる

端部

⑥コアリボンを引き抜いていきます。
コアリボン
引き抜く

⑦全てのコアリボンを引き抜き終えたら、テープ等の目印を取り外し、貼り付け完了となります。
! テープに破れ・ちぎれ・めくれ・よれがなく、きれいに貼り付いたことを確認してください。
! 常温収縮チューブは再利用しないでください。
! 貼り付け完了後のテープ両端部が、コネクタ両端部から内側に約10㎜以内の位置になるようにしてください。

コネクタ両端部

P10

２,ピックアップの設置
3方向振動ピックアップを、以下条件の測定場所へ設置します。
（測定は原則Z方向（鉛直）のみですが、ピックアップの設置は敷地境界線と直行方向を
X、平行方向をYとします。）［設置場所］
・緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
・傾斜及び凹凸がない水平面を確保できる場所
・温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
!
!
!
!
!

振動ピックアップを設置する面は固い面とし、地表面を強く踏み固め、雑草等が生えている場合には、これらを引き抜いた後で踏み固めてください。
鉄板、コンクリートなどで滑りやすい場合は、両面テープ等で振動ピックアップが動かないように固定してください。
草地、畑地、砂地等で地中まで柔らかくなっている場所での測定は避け、代わりの測定場所を探してください。
測定中はピックアップの近くを歩くことがないよう十分に注意してください。
3方向振動ピックアップが水没しないように注意してください。

視点:現場側より

ボックス内へＺ方向
Ｙ方向
X方向
3方向振動ピックアップ
防水処置（常温収縮チューブによる）振動レベル計用延長コード

P11

Ⅴ. 振動レベル計へのケーブル接続

④接続部

接続部
ACアダプタ2
差込部

4

振動レベル計用
延長コード
5
振動レベル計
3

⑤接続部

結束バンド
VFボックス
6
ナット

①

1

③
ナット

⑤
バンド固定部

振動レベル計用
延長コード

接続部
結束バンド

②
差込部

接続部
突起部

④

プラグ部
（ACアダプタ）

⑥
接続部
プラグ部
（VFボックス）ナット

ナット

手順①：振動計収納ボックスの扉を開け、 ナットを緩めて、振動レベル計用延長コードをボックス底面よりボックス内部へ通します。
! ナットが外れないように注意してください。
手順②：振動レベル計用延長コードの差込部を振動レベル計接続部へ接続します。
（接続口の突起部へ合わせて差し込み、ナットを回して締めます。）
手順③：余ったケーブルを輪にし、結束バンドでバンド固定部へ固定します。
! ケーブルは引っ張りすぎないよう、余裕をもって取り回してください。
手順④：VFボックスのプラグ部を振動レベル計 側面の接続部へ接続します。
手順⑤：ACアダプタのプラグ部を振動レベル計 側面の接続部へ接続します。
手順⑥：振動レベル計収納ボックスのナットを締め、振動レベル計収納ボックスの扉を閉めます。

P12

Ⅵ. エルスと各収納ボックスの接続
アナログ入出力ケーブル 5m 端部（3か所）をエルス本体、騒音計収納ボックス、振動計収納ボックス 底面部の接続部へ取り付けます。

視点:現場側から見た図（エルス40型の場合）

エルス40型（48,100型も同様）

現場コンセントへ接続済（AC100V）
騒音計測機器 収納箱

1m1m

騒音計収納ボックス

振動計測機器 収納箱

アナログ入出力ケーブル
5m

4m

振動計収納ボックス

接続部のフタを外し、突起部へ合わせて端部を差し込み、ロックナットを回して固定します。
! ロックナットは強く回しすぎないように注意してください。
突起部
接続部
ロックナットフタ

端部
アナログ入出力ケーブル 5m! 各収納ボックス 底面部の接続部においては、接続部全3口の内、ボックス蓋側からみて、右最端部に配置している接続口へ取り付けてください。
（その他接続部2口は今後拡張機能を追加する予定となっており現在は機能していません。）
ボックス蓋側(例) 振動計収納ボックス
接続口（アナログ入出力ケーブル接続部）

P13

Ⅶ. 各収納ボックス部のケーブル接続

視点:現場側から見た図（エルス40型の場合）

騒音計収納ボックス
現場コンセントへ接続済（AC100V）

電源ジョイントケーブル
5m

騒音計測機器 収納箱

23

振動計測機器 収納箱

電源ケーブル 5m

1振動計収納ボックス

①

②

接続部

接続部

③

電源ケーブル 5m

電源ジョイントケーブル 5m
突起部
電源ジョイントケーブル 5m

電源ケーブル5m

電源プラグ部

ナット
ナット

手順①：振動計収納ボックス底面の接続部へ電源ジョイントケーブル 5mの端部を接続します。
手順②：騒音計収納ボックス底面の接続部へ電源ジョイントケーブル 5m、電源ケーブル 5mの端部を接続します。（接続口の突起部へ合わせて差し込み、ナットを回して締めます。）
手順③：騒音計収納ボックスへ接続した電源ケーブル 5mの電源プラグ部を、
現場コンセント（AC100V）へ接続します。

P14

Ⅷ. 余ったケーブルの固定
余ったケーブルを、各収納ボックス付近に輪を作る等して結束バンド等で単管へ固定します。
! 各ケーブルは引っ張りすぎないよう、余裕をもって取り回してください。

単管
結束バンド等ケーブル

解体手順
設置手順Ⅰ～Ⅷを逆の順序で行います。

P15

3 計測記録方法◇騒音計
計測記録手順（騒音計）①騒音計収納ボックスのブレーカーのスイッチを上へ上げ、ONにします。
ブレーカーをONにすると、騒音計 NL-42EXの電源が自動でONになります。
騒音計のモニター画面で、起動画面表示後、測定画面に移ります。
騒音計起動中は、インジケータランプが赤→青→赤→・・・と点滅します。
! ブレーカーのスイッチをOFFにする際は、再度ONにするまで10秒以上の間隔を空けてください。
インジケータランプ

騒音計
NL-42EXPOWERキー

ブレーカー②SDカードを騒音計 NL-42EXのカードスロットへ取り付けます。
! SDカードは、付属のメーカー品、またはメーカーからの購入品のみを使用してください。
その他のSDカードは正しく動作しないことがある為、動作保証いたしません。
! SDカードは、騒音計・振動レベル計兼用で使用できます。

カードスロット

SDカード
!

SDカード

側面のスイッチを矢印方向にスライドさせると、書き込み禁止になります。
スイッチ

P16

③モニター画面の内容を確認します。
! 測定前に必ず日付/現在時間に誤差がないか確認し、必要に応じて時刻を再設定してください。

画面（騒音計 NL-42EX）
SDカード装着表示 SDカード残量
総測定時間
演算/測定経過時間
アドレス

ストアモードバーグラフ
レベルレンジ

Leq演算周期バーグラフ
時間重み付け特性
周波数重み付け特性

レベル表示

日付/現在時間【日付/現在時間 設定方法】
・測定器内蔵の時計日時（日付/現在時間）を、測定データと共にメモリへ保存できます。
時計日時（日付/現在時間）の設定手順は以下の通りです。
1. 「MENU/ENTERキー」を押して、メニューリスト画面を表示します。
2. 「△/▽/◁/▷キー」で「システム」を選択後、「MENU/ENTERキー」を押します。
3. 「△/▽キー」で「現在時刻の設定」を選択後、「MENU/ENTERキー」を押します。
4. 「△/▽キー」で変更する「年」「月」「日」「時」「分」「秒」を選択後、「△/▽キー」で数値を変更します。
5. 手順4を繰り返し、全ての変更が完了したら「MENU/ENTERキー」を押し、設定した年月日時分秒が本体の内蔵時計にセットされます。
6. 「START/STOPキー」を押して、測定画面へ戻ります。
測定器にはバックアップ充電池が内蔵されています。お客様による充電池交換はしないでください。メーカー保証が適用されません。
! 電源OFFの時、時計は内蔵のバックアップ充電池で保持されます。時計の保持期間はバックアップ充電池の充電時間によります。（フル充電時間 約24時間で、保持期間 約45日）!

MENU/ENTERキー
START/STOPキー△/▽/◁/▷キー
POWERキー

操作パネル

P17

【バックライト 明るさ調整方法】
・「LIGHTキー」を押すことにより、画面のバックライトを点灯/消灯できます。
バックライト点灯により、暗い場所での画面表示を見やすくすることが出来ます。
バックライト点灯時の明るさ調整手順は以下の通りです。
1. 「MENU/ENTERキー」を押して、メニューリスト画面を表示します。
2. 「△/▽/◁/▷キー」で「システム」を選択後、「MENU/ENTERキー」を押します。
3. 「△/▽キー」で「バックライト・液晶設定」を選択後、「MENU/ENTERキー」を押します。
4. 「△/▽キー」で「バックライト明るさ調整」を選択後、「MENU/ENTERキー」を押します。
5. 「△/▽キー」で明るさを「1」（暗）～「4」（明）の4段階から選択後、「MENU/ENTERキー」を押します。
6. 「START/STOPキー」を押して、測定画面へ戻ります。
【設定ファイルの読込方法】
・誤って設定を変更してしまった場合、初期設定ファイルを読み込むことで、初期設定に戻すことが出来ます。
設定ファイルの読み込み手順は以下の通りです。
1. 「MENU/ENTERキー」を押して、メニューリスト画面を表示します。
2. 「△/▽/◁/▷キー」で「システム」を選択後、「MENU/ENTERキー」を押します。
3. 「△/▽キー」で内蔵メモリのNo.1（初期設定ファイル）を選択後、「MENU/ENTERキー」を押します。設定ファイル処理画面が表示されます。
4. 「△/▽キー」で「設定に反映」を選択後、「MENU/ENTERキー」を押します。
確認画面が表示されます。
5. 「△/▽キー」で「はい」を選択後、「MENU/ENTERキー」を押します。
初期設定内容が反映されます。
START/STOPキー△/▽/◁/▷キー
LIGHTキー

操作パネル

MENU/ENTER【初期設定】
・測定設定
・表示
周波数重み付け特性： Ａ特性
Leq
時間重み付け特性： Ｆ（速い）LE
ウインドスクリーン補正 ： WS-15
Lmax
拡散音場補正（DF）
： OFF
Lmin
遅延測定
： OFF
L5
バックイレース（BE）
： OFF
L10
サブチャンネル測定設定 ： OFF
L50
・入出力
L90
交流（AC）出力： OFF
L95
直流（DC）出力： MAIN
時間-レベル
コンパレータ： OFF
時間スケール
通信制御機能
： OFF
表示・出力
・ストア
フルスケールストアモード： Autoバーグラフ下限
ストア名： 0001
総測定時間： 1000h（ユーザー設定）
Lpストア周期： OFF
Leq演算周期： 10min
※

：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：

ON
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
20s
100dB

：

30dB

の項目の設定は変更しないでください。

P18

④「START/STOPキー」を押し、初期設定による測定を開始します。
測定中は、画面の測定中マーク▷が点滅し、インジゲータランプが赤色点滅します。
Leq演算周期が経過する度にアドレスが1つ繰り上がり、SDカードへデータが自動保存されます。
突然の電源断があった場合、データが破損する可能性があります。この場合、測定器にはデータ修復機能があるので、SDカードを抜かずに電源を再投入してください。PC等でフォーマットするとデータは修復できません。ただし、全てのデータ修復を保証するものではありません。
設定によりデータが修復できない場合もあるので、ご注意ください。
! 以下のいずれかの条件が発生した場合には、ストアを停止しデータを保存します。
・設定した総測定時間に達した場合
・Leqストアが999,999組に達した場合
・SDカード容量が足りなくなった場合! 電源供給が途絶えると、測定記録も止まる為、再度「START/STOPキー」を押して測定を開始してください。
同一ストア名のデータがSDカード内にある場合、警告文（「同じファイル名が存在します」）
が表示されます。「△/▽キー」で「ストア名を1つ上げて測定【ストア名〇〇〇〇】」または「上書きして測定」を選択後、「MENU/ENTERキー」を選択する必要があります。
!

画面

測定中マーク

操作パネル

インジケータランプ

START/STOPキー⑤総測定時間（1000h）が経過すると自動的に測定・データ保存が終了します。
! 測定を中断する場合は、「START/STOPキー」を押します。

P19

記録出力手順（騒音計）①SDカードを騒音計 NL-42EXのカードスロットより取り外します。
! 必ず電源をOFFにした状態で行ってください。
起動時、データ書き込み時または読み込み時に取り外すと、SDカード内のデータが破壊される場合があります。
! 記録した測定データの破壊、消滅については、当社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
②PCにてSDカードを読み込みます。
! SDカードはフォーマット（初期化）しないでください。
カード内に記録される全てのデータ（初期設定ファイル等）が消去され、使用出来なくなります。
【データについて】
・SDカード内のフォルダ、ファイル名は下記のようになります。（####はストア名）! フォルダ、ファイル名を変更したり、ファイルの保存フォルダを変更すると、
騒音計メニューリスト画面の「リコール」でデータが認識されません。
フォルダ
NL-42
ストア別 フォルダ
Auto_####
フォルダ
Auto_LEQ
ストアデータファイル（CSV形式）
NL_001_SLM_Leq_####_0001.rnd
設定等が記録されたヘッダファイル
Auto_####.rnh

P20

③Excelを立ち上げ、「ファイル」より「開く」を選択します。

④ファイルの種類で「すべてのファイル」を選択し、開きたいストアデータファイルを選択
し「開く」を選択します。

開くファイル

P21

⑤下記画面が表示されたら、「カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ」を選び、「次へ」を選択します。

⑥ 区切り文字の「カンマ」のみにチェックを入れ、「完了」を選択します。

P22

⑦測定結果が開かれます。

【各測定項目 解説】
・Leq（時間平均サウンドレベル）
時間的に変動する騒音レベルのエネルギー的な平均値
・LE（音響暴露レベル）
単発的な騒音の大きさを、そのエネルギーと等しいエネルギーを持つ継続時間1秒間の定常騒音の騒音レベルに換算
・Lmax（時間重み付き騒音レベルの最大値）
対象時間範囲に発生した騒音レベルの最大値
・Lmin（時間重み付き騒音レベルの最小値）
対象時間範囲に発生した騒音レベルの最小値
・LN1（5%時間率騒音レベル、L5）
ある騒音レベルを超えている時間の合計が実測時間の5%に相当する値
・LN2（10%時間率騒音レベル、L10）
ある騒音レベルを超えている時間の合計が実測時間の10%に相当する値
・LN3（50%時間率騒音レベル、L50）
ある騒音レベルを超えている時間の合計が実測時間の50%に相当する値
・LN4（90%時間率騒音レベル、L90）
ある騒音レベルを超えている時間の合計が実測時間の90%に相当する値
・LN5（95%時間率騒音レベル、L95）
ある騒音レベルを超えている時間の合計が実測時間の95%に相当する値

P23

⑧「ファイル」より「名前を付けて保存」を選択し、ファイルの種類を「Excelブック」とし、ファイル名・保存場所を指定後、「保存」を選択します。

【SDカードに保存されたデータの削除方法】
・メモリに保存したデータを削除する手順は以下の通りです。
1. 「MENU/ENTERキー」を押して、メニューリスト画面を表示します。
2. 「△/▽/◁/▷キー」で「リコール」を選択後、「MENU/ENTERキー」を押します。
ファイル選択画面が表示されます。
3. 「△/▽/◁/▷キー」で以下のデータの保存場所を選択します。
・「SD Auto Leq」（Leqストアデータの結果を削除する場合）
4. 「△/▽キー」で削除するデータを選択後、 「MENU/ENTERキー」を押します。
5. 「△/▽キー」で「データを削除」を選択後、「MENU/ENTERキー」を押します。
6. 確認画面が表示されたら「△/▽キー」で「はい」を選択後、「MENU/ENTERキー」
を押します。

△/▽/◁/▷キー

操作パネル

MENU/ENTERキー【ファイル選択画面】

データの保存場所「SD Auto Leq」を選択「データを削除」
を選択「はい」を選択

削除データするデータを選択

P24

◇振動レベル計
計測記録手順（振動レベル計）①振動計収納ボックスのブレーカーのスイッチを上へ上げ、ONにします。
ブレーカーをONにすると、振動レベル計 VM-55EXの電源が自動でONになります。
振動レベル計のモニター画面で、起動画面表示後、測定画面に移ります。
振動レベル計起動中は、インジケータランプが赤→青→赤→・・・と点滅します。
! ブレーカーのスイッチをOFFにする際は、再度ONにするまで10秒以上の間隔を空けてください。
インジケータランプ

振動レベル計
VM-55EXPOWERキー

ブレーカー②SDカードを振動レベル計 VM-55EXのカードスロットへ取り付けます。
! SDカードは、付属のメーカー品、またはメーカーからの購入品のみを使用してください。
その他のSDカードは正しく動作しないことがある為、動作保証いたしません。
! SDカードは、騒音計・振動レベル計兼用で使用できます。
SDカード

カードスロット

SDカード! 側面のスイッチを矢印方向にスライドさせると、書き込み禁止になります。
スイッチ

P25

③モニター画面の内容を確認します。
! 測定前に必ず日付/現在時間に誤差がないか確認し、必要に応じて時刻を再設定してください。

画面（振動レベル計 VM-55EX）
SDカード装着表示 SDカード残量
総測定時間
日付/現在時間
Leq演算周期

ストアモードアドレス
バーグラフ
レベルレンジ演算/測定経過時間
バーグラフ

チャンネル
レベル表示
レンジ設定

【日付/現在時間 設定方法】
・測定器内蔵の時計日時（日付/現在時間）を、測定データと共にメモリへ保存できます。
時計日時（日付/現在時間）の設定手順は以下の通りです。
1. 「MENU/ENTERキー」を押して、メニューリスト画面を表示します。
2. 「△/▽/◁/▷キー」で「システム」を選択後、「MENU/ENTERキー」を押します。
3. 「△/▽キー」で「現在時刻の設定」を選択後、「MENU/ENTERキー」を押します。
4. 「△/▽キー」で変更する「年」「月」「日」「時」「分」「秒」を選択後、「△/▽キー」で数値を変更します。
5. 手順4を繰り返し、全ての変更が完了したら「MENU/ENTERキー」を押し、設定した年月日時分秒が本体の内蔵時計にセットされます。
6. 「START/STOPキー」を押して、測定画面へ戻ります。
!

測定器にはバックアップ充電池が内蔵されています。お客様による充電池交換はしないでください。メーカー保証が適用されません。

! 電源OFFの時、時計は内蔵のバックアップ充電池で保持されます。時計の保持期間はバックアップ充電池の充電時間によります。（フル充電時間 約24時間で、保持期間 約45日）

START/STOPキー△/▽/◁/▷キー
POWERキー

操作パネル

MENU/ENTERキー

P26

【バックライト 明るさ調整方法】
・「LIGHTキー」を押すことにより、画面のバックライトを点灯/消灯できます。
バックライト点灯により、暗い場所での画面表示を見やすくすることが出来ます。
バックライト点灯時の明るさ調整手順は以下の通りです。
1. 「MENU/ENTERキー」を押して、メニューリスト画面を表示します。
2. 「△/▽/◁/▷キー」で「システム」を選択後、「MENU/ENTERキー」を押します。
3. 「△/▽キー」で「バックライト・液晶設定」を選択後、「MENU/ENTERキー」を押します。
4. 「△/▽キー」で「バックライト明るさ調整」を選択後、「MENU/ENTERキー」をを押します。
5. 「△/▽キー」で明るさを「1」（暗）～「4」（明）の4段階から選択後、「MENU/ENTERキー」を押します。
6. 「START/STOPキー」を押して、測定画面へ戻ります。
【設定ファイルの読込方法】
・誤って設定を変更してしまった場合、初期設定ファイルを読み込むことで、初期設定に戻すことが出来ます。
設定ファイルの読み込み手順は以下の通りです。
1. 「MENU/ENTERキー」を押して、メニューリスト画面を表示します。
2. 「△/▽/◁/▷キー」で「システム」を選択後、「MENU/ENTERキー」を押します。
3. 「△/▽キー」で内蔵メモリのNo.1（初期設定ファイル）を選択後、「MENU/ENTERキー」を押します。設定ファイル処理画面が表示されます。
4. 「△/▽キー」で「設定に反映」を選択後、「MENU/ENTERキー」を押します。
確認画面が表示されます。
5. 「△/▽キー」で「はい」を選択後、「MENU/ENTERキー」を押します。
初期設定内容が反映されます。
START/STOPキー△/▽/◁/▷キー

LIGHTキー【初期設定】
・測定設定
遅延測定
・ストア
・ストアモード
・ストア名・測定チャンネル
・総測定時間・Lvストア周期
・Leq演算周期
・表示/入出力・レンジ設定・時間-レベルグラフ
時間スケール・外部出力・コンパレータ
・通信制御機能
※

P27

操作パネル

MENU/ENTERキー

：

OFF

：
：
：
：
：
：

Auto
0001
Ｚ
1000h（ユーザー設定）
OFF
10min

：

X-100、Y-100、Z-100

：
：
：
：

20s
直流（DC）
OFF
OFFの項目の設定は変更しないでください。

④「START/STOPキー」を押し、初期設定による測定を開始します。
測定中は、画面の測定中マーク▷が点滅し、インジゲータランプが赤色点滅します。
Leq演算周期が経過する度にアドレスが1つ繰り上がり、SDカードへデータが自動保存されます。
突然の電源断があった場合、データが破損する可能性があります。この場合、測定器にはデータ修復機能があるので、SDカードを抜かずに電源を再投入してください。PC等でフォーマットするとデータは修復できません。ただし、全てのデータ修復を保証するものではありません。
設定によりデータが修復できない場合もあるので、ご注意ください。
! 以下のいずれかの条件が発生した場合には、ストアを停止しデータを保存します。
・設定した総測定時間に達した場合
・Leqストアが999,999組に達した場合
・SDカード容量が足りなくなった場合! 電源供給が途絶えると、測定記録も止まる為、再度「START/STOPキー」を押して測定を開始してください。
同一ストア名のデータがSDカード内にある場合、警告文（「同じファイル名が存在します」）
が表示されます。「△/▽キー」で「ストア名を1つ上げて測定【ストア名〇〇〇〇】」または「上書きして測定」を選択後、「MENU/ENTERキー」を選択する必要があります。
!

画面

測定中マーク

操作パネル

START/STOPキー
インジケータランプ⑤総測定時間（1000h）が経過すると自動的に測定・データ保存が終了します。
! 測定を中断する場合は、「START/STOPキー」を押します。

P28

記録出力手順（振動レベル計）①SDカードを振動レベル計 VM-55EXのカードスロットより取り外します。
! 必ず電源をOFFにした状態で行ってください。
起動時、データ書き込み時または読み込み時に取り外すと、SDカード内のデータが破壊される場合があります。
! 記録した測定データの破壊、消滅については、当社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
②PCにてSDカードを読み込みます。
! SDカードはフォーマット（初期化）しないでください。
カード内に記録される全てのデータ（初期設定ファイル等）が消去され、使用出来なくなります。
【データについて】
・SDカード内のフォルダ、ファイル名は下記のようになります。（####はストア名）! フォルダ、ファイル名を変更したり、ファイルの保存フォルダを変更すると、振動レベル計メニューリスト画面の「リコール」でデータが認識されません。
フォルダ
VM-55
ストア別 フォルダ
Auto_####
フォルダ
Auto_LEQ
ストアデータファイル（CSV形式）
VM_001_VLM_Leq_####_0001.rnd
設定等が記録されたヘッダファイル
Auto_####.rnh

P29

③Excelを立ち上げ、「ファイル」より「開く」を選択します。

④ファイルの種類で「すべてのファイル」を選択し、開きたいストアデータファイルを選択
し「開く」を選択します。

開くファイル

P30

⑤下記画面が表示されたら、「カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ」を選び、「次へ」を選択します。

⑥ 区切り文字の「カンマ」のみにチェックを入れ、「完了」を選択します。

P31

⑦測定結果が開かれます。

【各測定項目 解説】
・Z_Lveq（時間平均振動レベル）
時間的に変動する振動レベルのエネルギー的な平均値
・Z_Lvmax（振動レベルの最大値）
対象時間範囲に発生した振動レベルの最大値
・Z_Lvmin（振動レベルの最小値）
対象時間範囲に発生した振動レベルの最小値
・Z_LvN1（5%時間率振動レベル、L5）
ある振動レベルを超えている時間の合計が実測時間の5%に相当する値
・Z_LvN2（10%時間率振動レベル、L10）
ある振動レベルを超えている時間の合計が実測時間の10%に相当する値
・Z_LvN3（50%時間率振動レベル、L50）
ある振動レベルを超えている時間の合計が実測時間の50%に相当する値
・Z_LvN4（90%時間率振動レベル、L90）
ある振動レベルを超えている時間の合計が実測時間の90%に相当する値
・Z_LvN5（95%時間率振動レベル、L95）
ある振動レベルを超えている時間の合計が実測時間の95%に相当する値
・Z_Lvaeq（時間平均振動加速度レベル）
時間的に変動する振動加速度レベルのエネルギー的な平均値
・Z_Lvamax（振動加速度レベルの最大値）
対象時間範囲に発生した振動加速度レベルの最大値
・Z_Lvamin（振動加速度レベルの最小値）
対象時間範囲に発生した振動加速度レベルの最小値
・Z_LvaN1（5%時間率振動加速度レベル、L5）
ある振動加速度レベルを超えている時間の合計が実測時間の5%に相当する値
・Z_LvaN2（10%時間率振動加速度レベル、L10）ある振動加速度レベルを超えている時間の合計が実測時間の10%に相当する値
・Z_LvaN3（50%時間率振動加速度レベル、L50）ある振動加速度レベルを超えている時間の合計が実測時間の50%に相当する値
・Z_LvaN4（90%時間率振動加速度レベル、L90）ある振動加速度レベルを超えている時間の合計が実測時間の90%に相当する値
・Z_LvaN5（95%時間率振動加速度レベル、L95）
ある振動加速度レベルを超えている時間の合計が実測時間の95%に相当する値※XY方向の数値は計測されていない為、計測値は非表示となっています。

P32

⑧「ファイル」より「名前を付けて保存」を選択し、ファイルの種類を「Excelブック」とし、ファイル名・保存場所を指定後、「保存」を選択します。

【SDカードに保存されたデータの削除方法】
・メモリに保存したデータを削除する手順は以下の通りです。
1. 「MENU/ENTERキー」を押して、メニューリスト画面を表示します。
2. 「△/▽/◁/▷キー」で「リコール」を選択後、「MENU/ENTERキー」を押します。
ファイル選択画面が表示されます。
3. 「△/▽/◁/▷キー」で以下のデータの保存場所を選択します。
・「SD Auto Leq」（Leqストアデータの結果を削除する場合）
4. 「△/▽キー」で削除するデータを選択後、「MENU/ENTERキー」を押します。
5. 「△/▽キー」で「データを削除」を選択後、「MENU/ENTERキー」を押します。
６. 確認画面が表示されたら「△/▽キー」で「はい」を選択後、「MENU/ENTERキー」
を押します。

△/▽/◁/▷キー

操作パネル

MENU/ENTERキー【ファイル選択画面】
データの保存場所「SD Auto Leq」を選択「データを削除」
を選択「はい」を選択
削除データするデータを選択P33