Accutom-100
Betriebsanleitung

Handbuch Nr. 16177025-04
Überarbeitung A
Freigabedatum 2021-10-25

Accutom-100
Betriebsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Seite

Verwendungszweck..................................................... 2
Sicherheitshinweise ..................................................... 4
Benutzerhandbuch ...................................................... 8
Referenzhandbuch .................................................... 82
Anhang:.................................................................... 110
Accutom-10/-100, Checkliste vor der Installation .. 111
Inhalt der Konformitätserklärung ............................. 1191

Accutom-100
Betriebsanleitung

Verwendungszweck
Die Maschine ist für das professionelle, automatischematerialographische Trennen oder Schleifen von Werkstoffen
für die anschließende materialographische Untersuchungvorgesehen. die Maschine darf nur von entsprechend ausgebildetem
bzw. geschultem Personal bedient werden.
Die Maschine ist für die Anwendung ausschließlich zusammen
mit Verbrauchsmaterialien von Struers vorgesehen, die speziell
für diese Zwecke und für diesen Maschinentyp entwickelt wurden.
Die Maschine ist für den Einsatz durch Fachkräfte
in einem entsprechenden Umfeld (z. B. materialographisches Labor)vorgesehen.
Die Maschine darf nichtverwendet werden für:Trennen oder Schleifen von Werkstoffen, die keine festen,für materialographische Untersuchungen geeigneten Werkstoffesind. Insbesondere ist das Gerät nicht geeignet für alle explosiven
und/oder entflammbaren Werkstoffe oder Werkstoffe, die während
der spanabhebenden Bearbeitung, der Erwärmung oder unter Druck
nicht stabil sind.
Das Gerät darf nicht zusammen mit Trennscheiben verwendet
werden, die die Geräteanforderungen nicht erfüllen
(z. B. gezahnte Trennscheiben).

Modelle:Accutom-100

HINWEIS:LESEN Sie die Betriebsanleitung vor Gebrauch des Geräts
sorgfältig durch.
Heben Sie ein Exemplar der Betriebsanleitung an einer leicht
zugänglichen Stelle auf, wenn Sie später etwas nachschlagen
wollen.

2

Accutom-100
Betriebsanleitung

Geben Sie bei technischen Anfragen oder bei der Bestellung
von Ersatzteilen immer die Seriennummer
und die Spannung/Frequenz an. Diese Angaben finden Sie
auf dem Typenschild der Maschine. Eventuell benötigen wir auch
Datum und Artikelnummer des Handbuchs. Diese Informationen
finden Sie auf der Vorderseite.
Beachten Sie die nachstehend genannten Einschränkungen.
Zuwiderhandlung kann die Haftung der Firma Struers beschränken
oder aufheben:
Betriebsanleitungen: Eine von der Firma Struers veröffentlichte
Betriebsanleitung darf nur in Zusammenhang mit der Maschine
von Struers verwendet werden, für die diese Betriebsanleitungausdrücklich bestimmt ist.
Struers übernimmt für Irrtümer in Text und Bild
der Veröffentlichungen keine Haftung. Wir behalten uns das Recht
vor, den Inhalt der Betriebsanleitungen und Wartungshandbücher
jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. In
den Betriebsanleitungen und Wartungshandbüchern können
Zubehör und Teile erwähnt sein, die nicht Gegenstand oder Teilder laufenden Maschinenversion sind.
Der Inhalt der Betriebsanleitung ist Eigentum der Firma Struers.
Kein Teil dieser Betriebsanleitung darf ohne schriftliche
Genehmigung von Struers reproduziert werden.
Alle Rechte vorbehalten © Struers 2019.
Struers
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Dänemark
Telefon +45 44 600 800
Fax +45 44 600 801

3Accutom-100
Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise1
Bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen und
der unsachgemäße Umgang mit dem Gerät können
zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.
2. Das Gerät muss gemäß den für den Standort
vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften angeschlossen
werden. die Maschine und alle angeschlossenen Geräte
müssen in betriebsbereitem Zustand sein.
3. Jeder Bediener muss die Sicherheitshinweiseund die Betriebsanleitung dieses Handbuchs sowie
die einschlägigen Abschnitte des Handbuchs jedes
angeschlossenen Geräts oder sonstigen Zubehörs gelesen
haben. Jeder Bediener muss die Betriebsanleitung und, sofern
zutreffend, das Sicherheitsdatenblatt der zu verwendenden
Verbrauchsmaterialien gelesen haben.
4. Die Maschine darf nur von entsprechend ausgebildetem bzw.
geschultem Personal bedient und gewartet werden.
5. Verwenden Sie nur unbeschädigte Trennscheiben.
die Trennscheiben müssen für eine Spindeldrehzahl von min
5.000 U/min zugelassen sein.
6. Die Maschine muss auf einem sicheren und stabilen Tischin passender Arbeitshöhe aufgestellt werden, der mindestens
eine Tragfähigkeit besitzt, um das Gerät sowie Zubehör
und Verbrauchsmaterialien tragen zu können.
7. Vergewissern Sie sich, dass die vorliegende Netzspannung mit
der auf der Rückseite des Gerätes angegebenen Spannungübereinstimmt. die Maschine muss geerdet sein. Befolgen Sie
die örtlich geltenden Vorschriften. Wenn Sie die Maschineauseinanderbauen oder Zusatzgeräte installieren wollen, mussdie Maschine zuerst ausgeschaltet und der Netzstecker
gezogen bzw. das Kabel abgeklemmt werden.
8. Verbrauchsmaterialien: Verwenden Sie nur
Verbrauchsmaterialien, die für die Anwendung
auf materialographischen Maschinen entwickelt worden sind.

1.

1

4

Aus den Sicherheitshinweisen, Ausgabe B

Accutom-100
Betriebsanleitung

Beachten Sie beim Handhaben, Mischen, Füllen, Leeren
und Entsorgen die für Kühlmittelzusätze geltenden
Sicherheitsrichtlinien.
Vermeiden Sie, dass Kühlwasserzusatz mit der Haut in Kontakt
kommt.
10. Beachten Sie beim Öffnen der Haube den hervorstehenden
Sicherheitsriegel.
11. Das Werkstück muss sicher in einer Spannvorrichtung
eingespannt sein.
12. Da die Werkstücke unter Umständen sehr heiß werden
und auch scharfe Grate an ihnen entstehen können, sollten
bei der Benutzung Arbeitshandschuhe getragen werden.
13. Beim Reinigen des Geräts mit dem Spülschlauch wird
das Verwenden einer Schutzbrille empfohlen. Verwenden Sie
den Spülschlauch nur zum Reinigen innerhalb
der Trennkammer.
14. Falls die Maschine sich ungewöhnlich verhält oder falschfunktioniert, unterbrechen Sie den Betrieb und rufen Sie
den technischen Service an.
15. Vor allen Wartungsarbeiten muss die Maschine vom Netz
getrennt werden. Warten Sie 15 Minuten, bis der Reststrom
von den Kondensatoren entladen ist.
16. Häufiges Netzschalten kann die Eingangsstrombegrenzung
des Antriebsreglers überlasten und zerstören: Andernfalls kannder Antrieb beschädigt werden.
17. Warnen Sie im Falle eines Brandes Personen in der Nähe,
alarmieren Sie die Feuerwehr und unterbrechen Sie
die Stromversorgung. Verwenden Sie zum Löschen
einen Pulverfeuerlöscher.
Verwenden Sie auf keinen Fall Wasser.

9.

Die Maschine darf nur gemäß der bestimmungsgemäßen Verwendung und wie
in der Betriebsanleitung beschrieben verwendet werden.
Für die Benutzung der Maschine sind die Verbrauchsmaterialien von Struers
vorgesehen. Bei unzulässigem Gebrauch, falscher Installation, Veränderung,
Vernachlässigung, unsachgemäßer Reparatur oder einem Unfall übernimmt Struers
weder die Verantwortung für Schäden des Benutzers noch für solche
an der Maschine.
Die Reparatur der Maschine, eine erforderliche Demontage irgendwelcher Teilesollte immer nur von qualifiziertem Struers Servicetechnikern (Elektromechanik,
Elektronik, Pneumatik usw.) vorgenommen werden.

5

Accutom-100
Betriebsanleitung

Symbole und

Typographie

In dieser Betriebsanleitung verwendet Struers die folgenden
Symbole und typografischen Konventionen:
Eine Liste der in diesem Handbuch verwendeten Sicherheitshinweisefinden Sie im Kapitel Sicherheitshinweise.
Schlagen Sie in der Betriebsanleitung immer Informationenüber mögliche Gefahren nach, die durch Symbole an der Maschine
angegeben sind.
Symboleund Sicherheitsmitteilungen

WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG
zeigt eine Gefährdung durch elektrische Spannung an, die, wenn
nicht vermieden, zum Tod oder zu einer schweren Verletzung
führen kann.

GEFAHRzeigt eine Gefährdung mit hohem Risiko an, die, wenn nicht
vermieden, zum Tod oder zu einer schweren Verletzung führenkann.

WARNUNGzeigt eine Gefährdung mit mittlerem Risiko an, die, wenn nicht
vermieden, zum Tod oder zu einer schweren Verletzung führenkann.

VORSICHT
zeigt eine Gefährdung mit geringem Risiko an, die, wenn nicht
vermieden, zu einer geringen oder mittelschweren Verletzung
führen kann.

WARNUNG VOR HANDVERLETZUNGEN
zeigt eine Quetschgefahr der Hand an, die, wenn nicht vermieden,
zu einer geringen, mittelschweren oder schweren Verletzung
führen kann.

NOT-AUS

6

Accutom-100
Betriebsanleitung

Allgemeine Mitteilungen

HINWEISgibt an, dass das Risiko einer Sachbeschädigung besteht
oder die Notwendigkeit, besonders aufmerksam zu sein.
Tippzeigt zusätzliche Informationen oder Tipps an.

Logo „Colour Inside“

Das Logo „Colour Inside“ (mit Farbe) auf der Titelseite
der Betriebsanleitung gibt an, dass diese Farbdarstellungen enthält,
die für das Verständnis des Inhalts nützlich sein können.
Es ist daher empfehlenswert, die Betriebsanleitung
auf einem Farbdrucker auszudrucken.

Typografische Konventionen

Fettdruck

gibt Schaltflächen oder Menüoptionen
in der Software an.

Kursivdruck

gibt Produktnamen, Optionen in Software
und Bildüberschriften an.

Blaue Schrift

gibt einen Link zu einem anderen
Abschnitt oder einer Webseite an.

 Aufzählungszeichen

geben notwendige Arbeitsschritte an.

7

Accutom-100
Betriebsanleitung

Benutzerhandbuch
Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Zu Beginn

Gerätebeschreibung...........................................................................11
Packungsinhalt überprüfen ................................................................12
Accutom auspacken ...........................................................................12
Accutom aufstellen .............................................................................13
Empfohlene Abmessungen des Arbeitstisches........................13
Accutom kennenlernen ......................................................................14
Vorderseite von Accutom .........................................................15
Rückseite Accutom ...................................................................15
Sicherheitsverriegelung .....................................................................17
Netzanschluss ....................................................................................18
Steckdose...........................................................................................18
1-Phasen-Stromversorgung .....................................................18
3-Phasen-Stromversorgung .....................................................18
Anschluss auf der Maschinenseite ...........................................18
Tank der Umlaufkühleinheit mit Kühlflüssigkeit füllen .......................19
Spülschlauch ......................................................................................21
Abrieb sammeln .................................................................................22
Geräuschpegel ...................................................................................22
Geräuschbildung während des Betriebs ..................................22
Trennscheibe einsetzen .....................................................................23
Topfscheibe montieren.......................................................................25
Probenhalter montieren .....................................................................27
Vakuumprobenhalter an Vakuumpumpe anschließen .............27

2. Grundzüge der Bedienung

Bedienfeld ..........................................................................................28
Bedienelemente .................................................................................29
Display ablesen ..................................................................................30
In der Menüstruktur navigieren.................................................31
Akustische Signale ...................................................................31
Stand-by-Modus .......................................................................31
Einstellungen der Software ................................................................32
Nullpositionen ...........................................................................33
Sprache ändern ........................................................................33
Numerische Werte editieren .....................................................34
Alphanumerische Werte editieren ............................................35
Hauptmenü .........................................................................................36
Methode bearbeiten ...........................................................................37
Parameter der Trennmethode ..................................................38
Trennscheibe ............................................................................39
MultiCut .....................................................................................40
Rückkehrposition ......................................................................408

Accutom-100
Betriebsanleitung

Kraftstufe...................................................................................41
Parameter der Schleifmethode ..........................................................41
Positioniertasten .................................................................................43
Relative Nullposition festlegen .................................................43
Trennvorgang starten .........................................................................45
Werkstück einspannen .............................................................45
Werkstück positionieren ...........................................................45
Anzeige des Trennprozesses ............................................................46
Manueller Stopp........................................................................47
Trennvorgang erneut starten ....................................................47
Parameter während des Trennvorgangs ändern .....................47
Werkstück zurückziehen...........................................................47
Schleifvorgang starten .......................................................................48
Probe einspannen.....................................................................48
Probe positionieren ...................................................................48
Anzeige „Schleifvorgang“ ...................................................................49
Manueller Stopp........................................................................50
Schleifvorgang erneut starten ..................................................50
Parameter während des Schleifvorgangs ändern....................50
Probe zurückziehen ..................................................................50

3. Besonderheiten der Bedienung

Menü Wartung ....................................................................................51
Menü Servicefunktionen ...........................................................51
Menü Reset-Funktionen ...........................................................51
Reinigung des Fahrwegs (Führungsschienen reinigen) ..........51
Menü Konfiguration ............................................................................52
Menü Optionen .........................................................................52
Betriebsart ändern ....................................................................53
Anwenderdefinierte Trennscheibe in der Datenbank erstellen .........54
Anwenderdefinierte Topfscheibe in der Datenbank erstellen ...........55
Parameter der Trennmethode ...........................................................56
Halterrotation ............................................................................57
MultiCut, gleiche Größe ............................................................58
MultiCut, unterschiedliche Größen ...........................................59
Kraftstufe:..................................................................................60
Optimierung der Trennergebnisse............................................61
Parameter der Schleifmethode ..........................................................62
Halterrotation ............................................................................63
Positioniermodus ......................................................................63
Schleifen von Dünnschliffen...............................................................65
Glasobjektträger vorbereiten ....................................................65
Probe schleifen .........................................................................65
Schleiflänge ........................................................................................66

4. Wartung

Allgemeine Reinigung ........................................................................67
Tägliche Kontrolle .............................................................................67
Schutzabdeckung prüfen ..........................................................67
Sicherheitsverriegelung prüfen.................................................67
Tägliche Wartung ...............................................................................68
9

Accutom-100
Betriebsanleitung

Wöchentlich ........................................................................................69
Trennkammer reinigen .............................................................69
Tank für Kühlflüssigkeit prüfen .................................................70
Schlauch für wasserfreies Trennen..........................................70
Tank für Kühlflüssigkeit reinigen ........................................................71
Jährlich ...............................................................................................72
Kontrolle der Schutzabdeckung ...............................................72
Prüfung der Sicherheitseinrichtungen ...............................................72
Not-Aus .....................................................................................72
Sicherheitsverriegelung ............................................................73
Taste der Zwei-Hand-Schaltung...............................................73
Ersatzteile ...........................................................................................73
Wartung von Trennscheiben und Topfscheiben................................74
Abrasive Trennscheiben ...........................................................74
Diamant- und CBN-Trennscheiben ..........................................74
Abrichten von Diamant- und CBN-Trennscheiben...................75
Trennscheiben prüfen...............................................................75
Schlauch der Kühlmittelpumpe auswechseln ....................................76
Ersatzteile ...........................................................................................77

5. Sicherheitshinweise ..............................................................78
6. Transport und Lagerung .......................................................80
7. Entsorgung ...............................................................................8110

Accutom-100
Betriebsanleitung

1. Zu Beginn
Gerätebeschreibung

Accutom-100 ist eine automatische Trennmaschine zum Trennen
und Schleifen der meisten festen und stabilen (nicht explosiven)
Werkstoffe. Sie hat eine motorisierte Y-Bewegung der Trennscheibe,
einen motorisierten X-Arm und eine eingebaute Umlaufkühleinheit.
die Trennscheibe und der X-Arm können nur bei geschlossener
Schutzabdeckung bedient werden oder wenn bei Verwendung
der Positioniertasten die Taste der Zwei-Hand-Schaltung gedrückt
wird.
Der Bediener wählt eine Trennscheibe/Topfscheibe, montiert dieseund gibt die Prozessparameter ein.
Dann montiert er das Werkstück im Spannwerkzeug. Anschließend
wird das Spannwerkzeug über die Schwalbenschwanzführung direkt
am Trennarm befestigt.
Die Schutzabdeckung wird beim Einschalten der Maschine
automatisch verriegelt. Sie wird erst dann entriegelt, wenn sichkeine Maschinenteile mehr bewegen und sich die Trenn/Topfscheibe in der gewählten Stoppposition befindet.
Die Proben können während des Vorgangs heiß werden. Daher wird
beim Umgang mit verarbeiteten Proben das Tragen
von Schutzhandschuhen empfohlen.
Es ist empfehlenswert, Accutom-100 an ein externes Absaugsystem
anzuschließen, um während des Vorgangs entstehende Dämpfe
absaugen zu können.
Im Falle eines Stromausfalls während des Vorgangs bleibt
die Schutzabdeckung verriegelt. Zum Öffnen der Verriegelung
und damit der Schutzabdeckung ist ein Spezialschlüssel erforderlich.
Bei aktiviertem Not-Aus werden keine beweglichen Teile mehr
mit Strom versorgt. die Schutzabdeckung lässt sich jedochbei aktiviertem Not-Aus öffnen.

11Accutom-100
Betriebsanleitung

Packungsinhalt überprüfen

In der Transportkiste befinden sich folgende Teile:
1 Accutom-100
2 Netzkabel
1 Dreikantschlüssel zur Freigabe
der Sicherheitsverriegelung
1 Feststellstift
1 Steckschlüssel, 17mm
1 Wanneneinsatz (mit Papier)1 Inbusschlüssel, 3 mm
1 Bürste (zum Reinigen)
1 Schlauch für Anschluss an Absauganlage, Ø 51 mm, 2 m
1 Schlauchschelle, Ø 40-60 mm
1 Flanschschraube für Topfscheibe
1 Lange Düse für Topfscheibe
1 Satz BetriebsanleitungenAccutom auspacken

HINWEIS:
Heben Sie Accutom immer von unten an.
Um Accutom von der Transportpalette anzuheben, sind ein Kranund 2 Hebegurte2 erforderlich.
Bevor Accutom in Position gebracht wird: Schrauben Sie alle Schrauben unten an der Transportkiste
heraus und heben Sie den gesamten oberen Teil der Kiste an.
 Entfernen Sie die metallenen Transportsicherungen, mit denen
Accutom auf der Palette gehalten wird (Sie brauchen
zum Entfernen der 8 Sicherungsschrauben, die die
Metallklammern festhalten, einen 4-mm-Inbus-Schlüssel).
 Entfernen Sie den Tank der Umlaufkühleinheit.
 Führen Sie die beiden Hebegurte unter Accutom durch.
 Platzieren Sie die Gurte unter dem Accutom so, dass sie
innerhalb der Füße zu liegen kommen. Siehe Zeichnung.



2

12

Verwenden Sie ausreichend lange Gurte (etwa 3–3½ m lang),sodass kein Druck auf die Schutzabdeckung ausgeübt wird.

Der Kran und die Hebegurte müssen für mindestens das doppelte Gewicht
des Accutom zugelassen sein.

Accutom-100
Betriebsanleitung

Es wird die Verwendung eines Hubbalkens empfohlen, sodass
die beiden Gurte unterhalb des Hebepunktes gespreizt werden.
Heben Sie Accutom auf den Tisch.
Heben Sie die Vorderseite von Accutom an, und schieben Sie esvorsichtig auf seinen Platz.

WARNUNG VOR HANDVERLETZUNGEN
Achten Sie darauf, Ihre Finger beim Umgang mit der Maschine
nicht einzuklemmen.
Beim Hantieren mit schweren Teilen sind Sicherheitsschuhen
zu tragen.

Accutom aufstellen

TIPP:
Heben Sie die Transportkiste, die Schrauben und Beschläge
für einen späteren Transport oder den Umzug der Maschinezu einem anderen Standort auf.
Wenn Sie hierfür nicht die Originalverpackung mit den Beschlägen
verwenden, kann das Gerät beschädigt werden, was nicht
von der Garantie abgedeckt ist.


Höhe Empfohlen 80 cm/31,5 Zoll
Breite: min. 70 cm/27,6 Zoll
Tiefe: min. 80 cm/31,5 Zoll

Empfohlene Abmessungendes ArbeitstischesEmpfohlener Platzbedarf

Das Gerät muss auf einem sicheren und stabilen Tischin passender Arbeitshöhe aufgestellt werden, der mindestens
eine Tragfähigkeit besitzt, um das Gerät sowie Zubehör
und Verbrauchsmaterialien zu tragen.
Sorgen Sie dafür, dass der Arbeitsbereich ausreichend
beleuchtet ist. Vermeiden Sie, dass der Bediener durch
Lichtquellen in seinem Blickfeld direkt oder indirekt(Reflexionen von Lichtquellen) geblendet wird.

Prüfen Sie nach, ob Accutom mit allen vier Gummifüßen sicher
auf dem Tisch steht.
(Die Maschine kann nur mit höchster Genauigkeit arbeiten,
wenn sie absolut waagerecht steht, Toleranz: ±1 mm).
Die Maschine muss in der Nähe einer Steckdose aufgestellt
werden.
Das Gerät darf nur in einem gut gelüfteten Raum oderan ein Absaugsystem angeschlossen betrieben werden.

Um dem Servicetechniker die Arbeit zu erleichtern, sollte
ausreichend Platz um das Gerät herum sein.

13

Accutom-100
Betriebsanleitung

Accutom kennenlernen

Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um Lage und Bezeichnung
aller Komponenten von Accutom kennenzulernen.
HAUPTSCHALTER
Der Hauptschalter befindet sich an der Rückseite der Maschine.
NOT-AUS befindet sich an der Vorderseite der Maschine.
Not-Aus Zum Aktivieren drücken Sie den roten Knopf.
 Zur Freigabe drehen Sie den roten Knopf im Uhrzeigersinn.
HINWEIS:Verwenden Sie den Not-Aus-Schalter niemals dazu, das Gerät
während des normalen Betriebs auszuschalten.
VOR der Freigabe (Entriegelung) des Not-Aus Knopfs müssen
der Grund für deren Aktivierung untersucht und alle erforderlichen
Behebungsmaßnahmen ergriffen worden sein.

14

Accutom-100
Betriebsanleitung

Vorderseite von Accutom Not-Aus Bedienfeld (Einzelheiten

siehe Kapitel 2,
Grundzüge der Bedienung Schutzabdeckung Abzug Spülschlauch Trennmotor
 Taste der Zwei-HandSchaltung

 Tank für Kühlflüssigkeit

Rückseite Accutom Abzug Hauptschalter Netzanschluss Wartungsstecker Vakuumanschluss(Stecker) Scharniere Abdeckplatte
für Umlaufkühlung
Pumpe

15

Accutom-100
Betriebsanleitung

Innenraum der Trennkammer

Probenhalterarm Vakuumanschluss Flexible LED-Beleuchtung

16

Kühldüsen

 Scheibenachse
 Wanneneinsatz

für abgetrennte ProbenAccutom-100
Betriebsanleitung

Sicherheitsverriegelung

HINWEIS:Die Schutzabdeckung von Accutom kann nur geöffnet werden,
wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist undder Hauptschalter eingeschaltet ist.
Öffnen der Schutzabdeckung bei abgeschalteter Stromversorgung: Entfernen Sie den Tank für Kühlflüssigkeit.

Stecken Sie den Schlüssel hier ein.

Verwenden Sie zum Deaktivieren des Sicherheitsverschlusses
den mitgelieferten Dreikantschlüssel.
Drehen Sie den Schlüssel um 180°.
Verwenden Sie dabei keine Kraft!

TIPP:
Bevor Sie Accutom wieder in Betrieb nehmen, denken Sie daran,
die Sicherheitsverriegelung wieder zu aktivieren.

17

Accutom-100
Betriebsanleitung

Netzanschluss

WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG
Vor der Installation eines elektrischen Geräts muss dessen
Stromversorgung ausgeschaltet sein.
Die Maschine muss geerdet sein.
Überprüfen Sie, ob die vorliegende Netzspannung mit
der auf dem Typenschild auf der Seite der Maschine angegebenen
Netzspannung übereinstimmt.
Falsche Anschlussspannung kann zu Schäden an elektrischen
Bauteilen führen.

Steckdose

Die Steckdose muss einfach zu erreichen sein und sollte sich
0,6-1,9 m (2½ Zoll–6 Fuß) über dem Boden befinden. Eine maximale
Höhe von 1,7 m (5 Fuß 6 Zoll) wird empfohlen.
Accutom wird mit 2 Netzanschlusskabeln ausgeliefert:

1-Phasen-Stromversorgung

Für die einphasige Stromversorgung wird der 2-polige Stecker(Europ. Schuko-Stecker) verwendet.
Falls der Stecker am mitgelieferten Kabel nicht in Ihrem Landzulässig sein sollte, muss dieser durch einen zugelassenen Stecker
ersetzt werden. Kennzeichnung der Adern:
Gelb/grün.
Erde (Masse)
Braun:
Leitung(stromführend)
Blau:
Neutral3-Phasen-Stromversorgung

Anschluss auf
der Maschinenseite

Für die dreiphasige Stromversorgung wird der 3-polige Stecker(Nord Amerik. NEMA-Stecker 5-15P) verwendet.
Falls der Stecker am mitgelieferten Kabel nicht in Ihrem Landzulässig sein sollte, muss dieser durch einen zugelassenen Stecker
ersetzt werden. Kennzeichnung der Adern:
Grün:
Erde (Masse)
Schwarz:
Leitung(stromführend)
Weiß:
Leitung(stromführend)

18

Schließen Sie das Netzkabel an der Maschine an.
(IEC-320-Anschluss).
Schließen Sie das Netzkabel an die Stromversorgung an.

Accutom-100
Betriebsanleitung

Tank der Umlaufkühleinheit
mit Kühlflüssigkeit füllen

Accutom hat ein eingebautes Kühlmittelsystem. Das aus den Düsen
austretende Kühlmittel fließt über die Trenn-/Topfscheibeund sammelt sich im Abfluss der Kammer. Von dort fließt es
in den Tank zurück, der sich unter der Kammer befindet.

VORSICHT
Lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt
des Zusatzes für Kühlflüssigkeit.
Vermeiden Sie, dass Kühlwasserzusatz mit der Haut in Kontakt
kommt.
Das Tragen von Arbeitshandschuhen und Schutzbrille ist
empfohlen.


Mit Tank unter der Kammer:
Befüllen Sie den Tank mit einer 3%igen Lösung des Struers
Zusatzmittels Cooli Additive: 190 ml Cooli Additive
und 4,5 l Wasser, durch den Abfluss im Boden der Kammer.
Für wasserempfindliche Materialien verwenden Sie
die Wasserfreie Kühlflüssigkeit von Struers.

HINWEIS:
Achten Sie darauf, nicht zu viel Flüssigkeit in den Tank zu füllen!
TIPP:
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Cooli AdditiveKonzentration des Kühlmittels zwischen 3 % und 6 % liegt.
Kontrollieren Sie die Cooli Additive-Konzentration
mit einem Refraktometer.

Cooli Additive-Konzentration = 2,4 x Brix-Wert.
Wasserempfindliche Materialien

Für das Trennen wasserempfindlicher Werkstoffe ist ein wasserfreies
Kühlschmiermittel von Struers erhältlich.
HINWEIS:
Wenn das wasserfreie Kühlschmiermittel verwendet wird, MUSS
der Schlauch in der Kühlmittelpumpe durch einen speziellen
Schlauch ersetzt werden. Der Standardschlauch reagiert
mit dem wasserfreien Kühlschmiermittel und löste sich auf.
Schläuche für das wasserfreie Kühlschmiermittel sind als Zubehör
erhältlich (Art.-Nr.: 05996921).
Das Auswechseln des Schlauchs ist im Abschnitt Schlauch
der Kühlmittelpumpe auswechseln im Kapitel Wartungdieser Betriebsanleitung beschrieben.

19Accutom-100
Betriebsanleitung

Kühlung optimieren

20

Eine ausreichende Kühlung ist für höchste Trennqualität unerlässlich
und vermeidet thermische Schäden am Werkstücks
und an der Trennscheibe.
Optimieren Sie den Kühlung mithilfe folgender Tipps:
 Zum Schutz der Trennmaschine vor Korrosion
und zur Verbesserung der Trenn- und Kühlqualität benutzen Sie
bitte immer das Zusatzmittel.
 Vergewissern Sie sich, dass der Tank für die optimale Kühlung
immer ausreichend mit Wasser gefüllt ist.
 Halten Sie im Kühlwasser die korrekte Konzentration des Anteils
an Kühlmittelschmierstoff aufrecht. (Prozentangaben stehenauf der Flasche des Kühlschmierstoffs, Cooli Additive.) Denken Sie bitte daran, bei jedem Nachfüllen des Wassers
auch das Zusatzmittel zu ergänzen. Siehe Tipp auf Seite 19.
 Damit keine Mikroorganismen auftreten, sollte das Kühlwasser
mindestens einmal monatlich ausgetauscht werden.
 Verwenden Sie nur Zusatzmittel von Struers.
Verwenden Sie kein Öl, Petroleum oder Zusatzmittel
auf Terpentinbasis, weil diese die Schläuche
des Kühlwassersystems angreifen.

Accutom-100
Betriebsanleitung

Spülschlauch

Accutom wird mit einem Spülsystem geliefert,
mit dem der beim Trennen/Schleifen anfallende Abrieb
aus der Kammer herausgespült wird. die Bedienung erfolgtüber die Tasten am Bedienfeld und die Taste für Zwei-HandSchaltung.

VORSICHT
Vermeiden Sie, dass Kühlwasserzusatz mit der Haut in Kontakt
kommt. Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe und Schutzbrille.
Beginnen Sie das Spülen erst dann, wenn der Spülschlauchin die Trennkammer gerichtet ist.


Nehmen Sie den Schlauch aus der Halterung.

Spülschlauch

Taste der ZweiHand-Schaltung






Drücken Sie SPÜLEN
.
Richten Sie den Schlauch in die Trennkammer.
Halten Sie die Taste der Zwei-Hand-Schaltung gedrückt,um den Spülvorgang zu beginnen.
Durch loslassen der Taste der Zwei-Hand-Schaltung wird
der Spülvorgang beendet.

Um den Spülvorgang wieder aufzunehmen, wiederholen Sie
die obigen Schritte.

21

Accutom-100
Betriebsanleitung

HINWEIS:
Nach dem Spülen muss der Schlauch wieder in der Halterung
angebracht werden.
Abrieb sammeln

Accutom verfügt über drei Systeme, um zu verhindern, dass Abrieb
Kühlschmiermittel verunreinigt und möglicherweise die Düsen
blockiert.
• Wanneneinsatz mit Papier zum Filtern des Abriebs undzum Sammeln abgetrennter Proben.
• Auffangsieb im Ablauf, das das Eindringen größerer Partikel
in den Tank verhindert.
• Magnet im Tankeinlass zum Sammeln magnetischer Partikel.
HINWEIS:Überprüfen Sie den Auffangkorb und den Magneten auf Abrieb,
bevor Sie den Trennvorgang starten; ein verstopfter Ablauf kannWasserüberlauf verursachen. Bei zu wenig Wasser im Tank ist
keine ausreichende Kühlung sichergestellt.

Anschluss an einen externen
Abzug

Struers empfiehlt die Verwendung einer Absauganlage, weil manche
Proben beim Trennen schädliche Gase oder unangenehme Gerüche
abgeben können.
Die Maschine ist mit einem 50-mm-Flansch für den Anschluss
an eine Absauganlage vorbereitet.
 Befestigen Sie den Schlauch der Absauganlage im
Ventilationsflansch an der Rückseite der Maschine.
 Verbinden Sie den Schlauch mit Ihrem Absaugsystem.

Geräuschpegel

Die Angaben zum Schalldruckpegel sind den Technischen Daten
am Ende der Betriebsanleitung zu entnehmen.

Geräuschbildung während
des Betriebs

Unterschiedliche Werkstoffe haben unterschiedliche
Lärmcharakteristiken.
Eine Verringerung der Drehzahl und/oder der Trennkraft
der Trennscheibe wirkt lärmdämpfend.
Allerdings kann so die Bearbeitungszeit verlängert werden.

VORSICHT
Das Hörvermögen kann dauerhaft geschädigt werden, wird es
dauerhaftem Lärm ausgesetzt.
Bei Schallpegeln, die die zulässigen örtlichen Grenzwerteüberschreiten, ist ein Gehörschutz zu tragen.

22

Accutom-100
Betriebsanleitung

Trennscheibe einsetzen

Heben Sie die Schutzabdeckung in die Position „offen“, in der sie
geöffnet bleibt, wenn sie losgelassen wird.

VORSICHT
Beachten Sie beim Öffnen der Haube den hervorstehenden
Sicherheitsriegel.
Heben Sie die Kühldüsen an, um an die Trennscheibenhalterung
zu gelangen.

 Kühldüse
 Kühldüse
 Außenflansch Flanschschraube
 InnenflanschLoch für Feststellstift

Führen Sie den Feststellstift in die Bohrung auf
der Scheibenachse ein.
Lösen Sie die Flanschschraube mit dem 17-mm-Steckschlüssel.

TIPP:
Die Achse von Accutom hat ein Linksgewinde.


Nehmen Sie den Außenflansch ab.

HINWEIS:Die Toleranz zwischen Spindel und Innenflansch ist sehr gering,d. h., die beiden Oberflächen müssen völlig sauber sein.
Versuchen Sie niemals, die Trennscheibe gewaltsam einzusetzen,
da hierdurch Spindel oder Trennscheibe beschädigt werden
können. Falls kleine Grate vorhanden sind, entfernen Sie diesemit Schleifpapier (Körnung 1200).

23

Accutom-100
Betriebsanleitung








Prüfen Sie die Trennscheibe vor der Montage auf eventuelle
Beschädigungen. Weitere Einzelheiten finden Sie
unter Trennscheiben prüfen auf Seite 75
Montieren Sie die Trennscheibe, indem Sie sie parallelzum Innenflansch halten.
Befestigen Sie wieder den Außenflansch, wobei die bearbeitete
Fläche zum Innenflansch weist.
Setzen Sie die Flanschschraube ein.
Führen Sie den Feststellstift in die Bohrung auf
der Scheibenachse ein.
Ziehen Sie die Flanschschraube vorsichtig mit dem
17-mm Steckschlüssel an.
(Die Mutter sollte mit einer Kraft von höchstens 5 Nm/4-lbf-ft
angezogen werden.)

TIPP:
Kontrollieren Sie, dass die Trennscheibe sicher zwischen Innenund Außenflansch gehalten wird.
Wenn sich die Trennscheibe zur Seite kippen lässt, ist sie nicht
ordnungsgemäß montiert. Dies kann zu ungleichmäßigem
Verschleiß oder sogar einem Brechen führen.
24

Senken Sie die Kühldüsen in ihre Betriebsstellungen.

Accutom-100
Betriebsanleitung

Topfscheibe montieren

Zum Schleifen mit Accutom-100 ist ein Flanschsatz für Topfscheiben
erforderlich.
Ziehen Sie die Standardflansche von der Scheibenachse ab
und ersetzen Sie sie durch die Flansche für Topfscheiben.
TIPP:
Heben Sie die Flanschschraube zusammen mit dem StandardFlanschsatz auf.


Heben Sie die Schutzabdeckung in die Position „offen“, in der sie
geöffnet bleibt, wenn sie losgelassen wird.

VORSICHT
Beachten Sie beim Öffnen der Haube den hervorstehenden
Sicherheitsriegel.
HINWEIS:Die Toleranz zwischen Spindel und Innenflansch ist sehr gering,d. h., die beiden Oberflächen müssen völlig sauber sein.
Versuchen Sie niemals, die Topfscheibe gewaltsam einzusetzen,
da hierdurch Achse oder Topfscheibe beschädigt werden können.
Falls kleine Grate vorhanden sind, entfernen Sie diesemit Schleifpapier (Körnung 1200).






Heben Sie die Kühldüsen an, um an die Topfscheibenhalterung
zu gelangen.
Schieben Sie den Innenflansch auf die Achse, bis das Achsende
sichtbar ist, und setzen Sie die Topfscheibe so auf, dass deren
Oberfläche am Innenflansch anliegt.
Schieben Sie die Topfscheibe mit Innenflansch vorsichtig entlang
der Achse.
Tipp: Schieben Sie die Topfscheibe in die Mitte; fassen Sie
dabei nicht den Scheibenrand an.
Schieben Sie die Topfscheibe weiter, bis der Innenflanschkorrekt positioniert ist und sich der Positionierstift in der Nut
befindet.

 Nut

 Positionierstift25

Accutom-100
BetriebsanleitungBefestigen Sie den Außenflansch wieder, wobei die bearbeitete
Fläche zur Topfscheibe weist.
Führen Sie den Feststellstift in die Bohrung auf
der Scheibenachse ein.
Ziehen Sie die Flanschschraube der Topfscheibe vorsichtig
mit dem 17-mm-Steckschlüssel an.
(Die Mutter sollte mit einer Kraft von höchstens 5 Nm/4-lbf-ft
angezogen werden.)

Beim Schleifen wird keine Kühlflüssigkeit aus der rechten Düse
benötigt.
 Ersetzen Sie die kleine Schraube am Ende der rechten Düse
durch die lange Schraube und schrauben Sie diese in die Düse
ein, um den Kühlmittelstrom zu blockieren.
Düsenschraube

26

Senken Sie die Kühldüsen in ihre Betriebsstellungen.
Achten Sie darauf, dass die Kühldüsen nicht die Probe berühren.
Falls erforderlich, heben Sie die Kühldüsen an und winkeln Sie
die Düsenöffnung nach unten.

Accutom-100
Betriebsanleitung

Probenhalter montierenVakuumprobenhalteran Vakuumpumpe anschließen(Optionales Zubehör.)

Spannen Sie das Werkstück in einen Probenhalter
mit Schwalbenschwanzführung.
Befestigen Sie den Probenhalter im Probenhalterarm, indem Sie
den Probenhalter in die Schwalbenschwanzführung einschieben
und die Schraube anziehen.

Vor der ersten Verwendung des Vakuumprobenhalters muss
dieser mit einer Vakuumpumpe verbunden werden.
 (Für Vakuumhalter CATAP: Entfernen Sie den schmalen
Vakuumschlauch aus dem Vakuumprobenhalter.)







Setzen Sie einen Schlauchnippel auf das kurze Stück
des Vakuumschlauches (50 cm).
Setzen Sie das andere Ende des Schlauchs
in den Vakuumprobenhalter ein.
Schrauben Sie den kleinen Stopfen an der linken Seite
der Kammer heraus und verbinden Sie den Vakuumschlauch,indem Sie den Schlauchnippel einsetzen.
Setzen Sie einen Schlauchnippel auf das lange Stück
des Vakuumschlauches (1 m) und verbinden Sie diesen
mit der Vakuumpumpe.
TIPP: Das Schlauchstück kann gekürzt werden, um den Abstandzwischen Accutom-100 und Vakuumpumpe so gering wie
möglich zu halten.
Verbinden Sie das andere Ende des Schlauchs
mit dem Vakuumeinlass auf der Rückseite der Maschine.

HINWEIS:Bei der Arbeit mit dem Vakuumhalter darf keine Rotation
verwendet werden, da sich der Vakuumschlauch um den Halter
wickeln würde. Verwenden Sie stattdessen Oszillation.

27

Accutom-100
Betriebsanleitung

2. Grundzüge der Bedienung
In diesem Kapitel sind die Grundzüge der Bedienung der Maschinebeschrieben.
Einzelheiten über weiterführende Funktionen finden Sie inder Betriebsanleitung im Abschnitt Besonderheiten der Bedienung.
Bedienfeld

28

Accutom-100
Betriebsanleitung

Bedienelemente
Bezeichnung TasteFUNKTIONSTASTE

ESC

Funktion

Menüabhängige
Multifunktionstaste Beachten
Sie die jeweiligen Angaben in
der untersten Zeile
des Anzeigefeldes.

Bezeichnung Taste
Druck/Drehknopf

Startet den Spülvorgang.

SPÜLENSTARTHalterungdrehenSCHNELLE
POSITIONIER
UNG LINKSPOSITION
LINKS

POSITION
NACH OBEN








Multifunktionsknopf.

↵

Verlassen des gegenwärtigen
Menüs.

Esc

Dreht den Halter um 900,
um die Positionierungdes Halters zu erleichtern.
Halten Sie die Taste gedrückt,um die Halterung kontinuierlichzu drehen.
Die Drehrichtung ändert sichbei jedem Betätigen der Taste.
Aufrufen des Menüs POSITION
oder Bewegendes Probenhalters nach links in
der X-Richtung in Schrittenvon 100 µm. Halten Sie
die Taste gedrückt,um die Geschwindigkeit
zu erhöhen.
Aufrufen des Menüs POSITION
oder langsames Bewegendes Probenhalters nach links in
der X-Richtung in Schritten
von 5 µm. Halten Sie die Taste
gedrückt,um die Geschwindigkeit
zu erhöhen.
Bewegen der Scheibenachse
nach hinten (in Y-Richtung)in Schritten von 100 µm. Halten
Sie die Taste gedrückt,um die Geschwindigkeit
zu erhöhen.

STOPP

SCHNELLE
POSITIONIER
UNG
RECHTSPOSITION
RECHTSPOSITION
NACH
UNTEN

Funktion







Durch Drehen des Knopfes
wird der Cursor bewegt odereine Einstellung
vorgenommen.
Durch Drücken des Knopfes
wählen Sie EINGABE aus.



Startet das Trennen oder
Schleifen gemäß
der voreingestellten
Methode.

Stoppt den Trenn- bzw.
Schleifvorgang.

Aufrufen des Menüs POSITION
oder Bewegendes Probenhalters nach rechts
in der X-Richtung in Schrittenvon 100 µm. Halten Sie
die Taste gedrückt,um die Geschwindigkeit
zu erhöhen.
Aufrufen des Menüs POSITION
oder langsames Bewegendes Probenhalters nach rechts
in der X-Richtung in Schritten
von 5 µm. Halten Sie die Taste
gedrückt,um die Geschwindigkeit
zu erhöhen.
Bewegen der Scheibenachse
nach vorne (in Y-Richtung)in Schritten von 100 µm. Halten
Sie die Taste gedrückt,um die Geschwindigkeit
zu erhöhen.


29

Accutom-100
Betriebsanleitung

Display ablesen

Das Display im Bedienfeld informiert über unterschiedliche
Statusniveaus. Wird beispielsweise die Maschine mit dem links
auf der Rückseite liegenden Hauptschalter eingeschaltet, werden Sieüber die Konfiguration und die Version der installierten Software
informiert:

Beim Benutzen des Accutom ist das Display
die Benutzerschnittstelle zur Software.
Das Display ist grundsätzlich in 2 Bereiche unterteilt. die Lage dieser
Bereiche und deren Inhalt sind unten am Beispiel des Menüs
Trennmethode dargestellt:

A Die Überschrift bietet Navigationshilfe zur Orientierung
in der Software-Hierarchie.
B In den Informationsfeldern stehen entweder numerische Werteoder Textfelder mit Informationen zu dem in der Überschrift
angegebenen Vorgang. Der hinterlegte Text zeigt die Position
des Cursors an.

30

Accutom-100
Betriebsanleitung

In der Menüstruktur navigieren

Menü-Elemente auswählen:Drehen Sie zur Auswahl eines Menüs, einer
Methodengruppe oder eines Parameters den Knopf.
Drücken Sie zum Aktivieren/Öffnen einer AuswahldenKnopf.


Esc Mit Esc kehren Sie zum Hauptmenü zurück.
Akustische Signale

Beim Drücken einer Taste zeigt ein kurzer Ton an, dass die Eingabe
akzeptiert wurde, wogegen ein langer Warnton darauf hinweist,
dass diese Taste derzeit nicht zur Verfügung steht.
Der „kurze“ Ton kann im Menü Optionen ein- bzw. ausgeschaltet
werden.

Stand-by-Modus

Falls Accutom länger als 10 Minuten unbenutzt bleibt, wird
die Hintergrundbeleuchtung zur Verlängerung der Lebensdauer
des Displays automatisch gedimmt.
 Drücken Sie eine beliebige Taste,
um die Hintergrundbeleuchtung wieder einzuschalten.

31

Accutom-100
Betriebsanleitung

Einstellungen der Software

Wenn Accutom zum ersten Mal eingeschaltet wird, erscheint
das Fenster Sprache auswählen. Falls Sie anschließend
die Spracheinstellung ändern wollen, finden Sie Hinweise dazu
im Abschnitt Sprache und Kontrast des Displays ändern.






Drehen Sie den Knopf so lange, bis die gewünschte
Sprache ausgewählt ist.
Drücken Sie den Knopf, um die gewählte
Sprache zu bestätigen.
Das Hauptmenü erscheint jetzt in der von Ihnen gewählten
Sprache.

Unter normalen Betriebsbedingungen wird beim Hochladendas Banner gezeigt, und die Software ruft unmittelbar danach
die Anzeige auf, die vor dem Abschalten der Maschine angezeigt
wurde. Somit können Sie genau in dem Zustand fortfahren,in dem die Maschine zuletzt ausgeschaltet wurde.
Um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie die Taste Esc.
Das Hauptmenü stellt die höchste Ebene der Menüstruktur dar.
Von diesem Menü aus gelangen Sie zu allen anderen Menüs.

32

Accutom-100
Betriebsanleitung

Nullpositionen
Sprache ändern

Die Nullpositionen werden nach jedem fünften Systemstartausgeführt oder falls die Bezugsposition verlorenging.
Drehen Sie den Knopf, um das Menü Konfiguration
zu wählen.
Drücken Sie den Knopf, um das Menü Konfiguration
 zu aktivieren.

Drücken Sie den Knopf, um das Menü

Optionen zu aktivieren.
Drehen Sie den Knopf, um Sprache
zu wählen.









Drücken Sie den Knopf,
um das Einblendmenü Sprache wählen
zu aktivieren.

33

Accutom-100
BetriebsanleitungDrehen Sie den Knopf so lange, bis die gewünschte
Sprache ausgewählt ist.



Drücken Sie den Knopf, um die gewählte Sprache
zu bestätigen.
Das Menü Optionen erscheint jetzt in der von Ihnen
 gewählten Sprache.
Prüfen Sie nach, ob weitere Einstellungen im Menü
 Optionen vorzunehmen sind. Wenn nicht, drücken Sie
Esc, um zum Hauptmenü zurückzugelangen.
Andernfalls benutzen Sie den Knopf, um weitere
Parameter durch Drehen/Drücken zu wählen
und einzustellen.

Numerische Werte editieren

Drehen Sie den Knopf, um den Wert zu wählen, der geändert werden soll, z. B. Drehzahl:Drücken Sie den Knopf, um den Wert zu editieren.
Der Wert wird von zwei eckigen
 Klammern [ ] (Scrollfeld) umrahmt.
Drehen Sie den Knopf, um den numerischen Wert
 zu erhöhen oder zu senken.





34

Drücken Sie den Knopf, um den neuen Wert
zu bestätigen.
(Durch Drücken von Esc wird die Änderung abgebrochen
und der ursprüngliche Wert bleibt erhalten.)Accutom-100
Betriebsanleitung

Alphanumerische Werte editieren

Drehen Sie den Knopf, um den alphanumerischen Wert
zu wählen, der geändert werden soll, z. B.
Rückkehrposition:

Drücken Sie den Knopf, um den Wert zu editieren.


Ein Einblendmenü wird gezeigt.








Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Option
zu wählen.
Drücken Sie den Knopf, um die neue Option
zu akzeptieren und fortzufahren oder zum vorigen Menüzurückzukehren.
(Durch Drücken von Esc wird die Änderung abgebrochen
und die ursprüngliche Einstellung bleibt erhalten.)

HINWEIS:
Falls nur zwei Optionen existieren, wird das Einblendmenü nicht
gezeigt. Durch Drücken des Knopfes (Eingabe) schalten Sie
zwischen den beiden Optionen um.

35

Accutom-100
Betriebsanleitung

Hauptmenü

36

Das Hauptmenü stellt die höchste Ebene der Menüstruktur dar.
Von hier aus gelangen Sie in die Menüs Trennmethoden,
Schleifmethoden, Wartung und Konfiguration.

Accutom-100
Betriebsanleitung

Methode bearbeiten

Im Fenster „Trennmethode“:Drücken Sie F1.
Ein Einblendmenü wird gezeigt.

Drehen Sie den Knopf, um Kopieren zu wählen.


Drücken Sie den Knopf, um eine Kopie der Methodezu erstellen.

TIPP:
Methoden können gesperrt werden, um zu verhindern, dass daranÄnderungen vorgenommen werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Betriebsartändern in diesem Handbuch.
Änderungen überschreiben die ursprüngliche Methode.
Um die ursprüngliche Methode zu behalten, wird eine Kopie erstellt
und unter einem neuen Namen gespeichert.

37

Accutom-100
Betriebsanleitung

Parameter der Trennmethode

A
B
C
D
E

38

Trennmethode
Trennscheibe
Rotation
MultiCut
Zurückfahren
der Trennscheibe

F
G
H
I

Vorschubgeschwindigkeit
Trennlänge
Trennscheibendrehzahl
Trennkraft

Accutom-100
Betriebsanleitung

Trennscheibe

Wählen Sie Trennscheibe und drücken Sie den Knopf.
Wählen Sie die Trennscheibe im Einblendmenü aus.

Alternativ: Drücken Sie F1, um das Menü Material Guide aufzurufen.
Wählen Sie im Einblendmenü Ihr Materials
und den Durchmesser der Trennscheibe aus: Accutom
empfiehlt Ihnen die passende Struers Trennscheibe und nennt
automatisch die empfohlene Drehzahl für die gewählte
Trennscheibe.
Parameter

EinstellungÄnderungderSchritte

Standard

Drehzahl

300–5000 U/min

50 U/minEmpfohlene
Einstellung fürTrennscheibe

Vorschubgeschwindigkeit

0,005–3,000 mm/s
(0,002–0,2 Zoll/s).

0,005 mm/s

0,100 mm/s

1–110 mm

0,1 mm

30 mm

Trennlänge

Rotation

AUS

Aus

Rotation:
Geschwindigkeit 1, 2 oder 3

1

Oszillation:
Geschwindigkeit 1, 2 oder 3
Winkel 10–400°

10

1
300

39

Accutom-100
Betriebsanleitung

MultiCut(nur Accutom-100)

2 MultiCut-Modi sind verfügbar:

SymbolModus
Aus
Einzeltrennung
MultiCut 1 Trennt 20 Scheiben gleicher Dicke
MultiCut 2 Trennt 20 Scheiben unterschiedlicher
Dicke

Eine genaue Beschreibung der Option MultiCut und deren
Verwendung finden Sie im Referenzhandbuch dieser
Betriebsanleitung.
Rückkehrposition

Es existieren drei verfügbare Positionen, in die die Trennscheibenach Beendigung des Trennvorgangs zurückkehren kann:Startposition: Die Trennscheibe kehrt in die Startposition zurück.
Nullposition: Die Trennscheibe kehrt in die Nullposition zurück.
Bleiben:
Die Trennscheibe bewegt sich nach der Trennung
nicht.
HINWEIS:Bei der Programmierung der Startposition oder Nullposition als
Rückkehrposition ist darauf zu achten, dass die Y-Startposition
korrekt eingegeben ist. Ist das Werkstück nicht vollständig
durchtrennt, ehe es zurückgezogen wird, kann dies zu einer
Beschädigung der Trennscheibe führen.
HINWEIS:
Benutzen Sie die Alternative „Bleiben“ bei bakelitgebundenen
Diamanttrennscheiben oder bei CBN-Trennscheiben, da
ein Zurückziehen den Rand der Trennscheibe beschädigen kann.

40

Accutom-100
Betriebsanleitung

Kraftstufe

Es gibt drei Werte für die Kraftstufe:

Eine genaue Beschreibung der Parameter der Trennmethodeund ihre Verwendung, finden Sie im Referenzhandbuch
dieser Betriebsanleitung.
Parameter der Schleifmethode

A
B
C
D

SchleifmethodeTopfscheibe
Rotation
Schleiflänge

F
G
H

E

Abtragmodus

I

Vorschubgeschwindigkeit
AbtragDrehzahl
der Topfscheibe
Sweep-Parameter41

Accutom-100
Betriebsanleitung

Topfscheibe

Wählen Sie Topfscheibe und drücken Sie den Knopf.
Wählen Sie die Topfscheibe im Einblendmenü aus.

Parameter

Einstellung

Drehzahl
VorschubgeschwindigkeitÄnderung
der Schritte

300–5000 U/min

50 U/minEmpfohlene
Einstellung fürTopfscheibe

0,1–7,5 mm/s

0,1 mm/s

Empfohlene
Einstellung fürTopfscheibe

AUS
Oszillation:
Geschwindigkeit 1, 2 oder 3
Winkel 10–400°

RotationStandard

Aus
10

Abtragen oder relativer

1300
AbtragAbtragmodus

Stoppposition

0,005–5,000 mm
X-Schritt:
0,005–1,000 mm
Anzahl Sweeps:
1-10

SweepParameter

Schleiflänge

1–110 mm0,005 mm0 mm

0,005 mm

0 mm

1

3

0,1 mm0 mm

Eine genaue Beschreibung der Parameter der Schleifmethodeund ihre Verwendung, finden Sie im Referenzhandbuch
dieser Betriebsanleitung.

42

Accutom-100
Betriebsanleitung

Positioniertasten

Das Menü „Positionieren“ wird angezeigt, wenn die Positioniertasten
einmal gedrückt werden.
 Drücken Sie die Taste der Zwei-Hand-Schaltung
und die Positioniertasten, um den Probenhalterarm /die Trennscheibe bei geöffneter Schutzabdeckung zu bewegen.

Die Anzeige Positionierung verschwindet nach 5 Sekunden oderdurch Drücken von ESC.
Relative Nullposition festlegen

Beim Trennen oder Schleifen identischer Werkstücke/Proben kanneine relative Nullposition festgelegt werden:

Bewegen Sie das Werkstück/die Probe zur gewünschten
X-Position und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Dies ist jetzt die relative Nullposition der X-Achse.



Bewegen Sie die Trennscheibe/Topfscheibe zur gewünschten
Y-Position und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Dies ist jetzt die relative Nullposition der Y-Achse.

43

Accutom-100
Betriebsanleitung

Relative Nullposition bewegen

Um das Werkstück zur relativen Nullposition der X-Achse
zu bewegen:Schließen Sie die Schutzabdeckung.
Wählen Sie X=0 und drücken Sie dann die Eingabetaste.

Um die Trennscheibe zur relativen Nullposition der Y-Achse
zu bewegen:Schließen Sie die Schutzabdeckung.
Wählen Sie Y=0 und drücken Sie dann die Eingabetaste.

Um das Werkstück und die Trennscheibe gleichzeitig zur relativen
Nullposition der X- bzw. Y-Achse zu bewegen:

44Schließen Sie die Schutzabdeckung.
Drücken Sie F1.

Accutom-100
Betriebsanleitung

Trennvorgang starten
Werkstück einspannen

Spannen Sie das Werkstück in den Probenhalter ein.
Beim Trennen mit Rotation oder Oszillationen werden Werkstück
und Probenhalter so eingespannt, dass sie gleichmäßig
um den Mittelpunkt des Werkstücks rotieren.
So wird das Trennen maximal beschleunigt, da die Trennscheibe
fast immer mit dem Werkstück in Berührung ist und soeine Beschädigung der Scheibe begrenzt wird.

HINWEIS:
Achten Sie darauf, dass der Probenhalter weder mit
der Trennscheibe noch mit den Kühldüsen in Berührung kommt,
Letzteres gilt auch für das Werkstück.
Im gegenteiligen Fall können Schäden verursacht werden.
Werkstück positionieren

Bewegen Sie das Werkstück mithilfe der Taste der Zwei-HandSchaltung und den Positioniertasten in die gewünschte
Startposition nahe der Trennscheibe.

HINWEIS:
Vergewissern Sie sich vor Beginn des Trennvorgangs, dass sichkeine Hindernisse in der Trennkammer befinden.
HINWEIS:Überprüfen Sie den Auffangkorb und den Magneten auf Abrieb,
bevor Sie den Trennvorgang starten; ein verstopfter Ablauf kannWasserüberlauf verursachen. Bei zu wenig Wasser im Tank ist
keine ausreichende Kühlung sichergestellt.
Schließen Sie die Schutzabdeckung der Maschine.
Drücken Sie START .

HINWEIS:
Stellen Sie sicher, dass beständig Kühlflüssigkeit durch
die Kühldüsen fließt.

45

Accutom-100
Betriebsanleitung

Die Anzeige „Trennvorgang“ zeigt Information überden Trennvorgang an, einschließlich:• Trennparameter• Motorinformationen• Countdown-Uhr

Anzeige des Trennprozesses

A
B
C
D
E
F

G

A
B
C
D

MethodeVorschubgeschwindigkeit
Drehzahl
der Trennscheibe
Trennlänge

E
F
G

MotorlastCountdown-Uhr
MultiCut

Vorschubgeschwindigkeit

Eingestellter Wert

Aktuelle
Vorschubgeschwindigkeit

Drehzahl

Eingestellter Wert

Ist-Drehzahl

Trennlänge

Eingestellter Wert

Derzeitige Trennlänge

46

Accutom-100
Betriebsanleitung

Aktuelle Motorlast

MotorlastMultiCutMultiCut Option aus/gewählt

Countdown-Uhr
Geschätzte verbleibende Zeit des Trennvorgangs.
Manueller Stopp

Wenn der Trennvorgang beendet ist, stoppt Accutom automatisch,kann aber auch jederzeit durch Drücken auf STOPP  unterbrochen
werden.

Trennvorgang erneut startenParameter während
des Trennvorgangs ändern

Vorschubgeschwindigkeit, Drehzahl und Trennlänge können
während des Trennvorgangs geändert werden. Ist beispielsweise
die Motorlast zu hoch, kann die Vorschubgeschwindigkeit verringert
werden.
 Wählen Sie Vorschubgeschwindigkeit.
 Drücken Sie die Eingabetaste  und ändern Sie den Wert
für die Vorschubgeschwindigkeit.
 Drücken Sie die Eingabetaste  erneut, um die Änderung
zu bestätigen, oder drücken Sie Esc, um die Änderung
abzubrechen.

Werkstück zurückziehen

Falls erforderlich, kann die Trennscheibe nach Beginn
des Trennvorgangs aus dem Werkstück bewegt werden.

Drücken Sie auf START , um den Trennvorgang fortzusetzen.

Drücken Sie STOPP , um den Trennvorgang zu unterbrechen.
Drücken Sie die Positioniertaste , um die Scheibenachse
vom Probenhalter wegzubewegen.
 Drücken Sie auf START , um den Trennvorgang fortzusetzen.
Die Trennscheibe bewegt sich anschließend mit der voreingestellten
Vorschubgeschwindigkeit vorwärts.



OptiFeed

Wenn der Motor beim Trennen überlastet wird, reduziert
die OptiFeed Funktion die Vorschubgeschwindigkeit automatisch.
Wenn die Überlastung geringer geworden ist, wird

47

Accutom-100
Betriebsanleitung

die Vorschubgeschwindigkeit automatisch wieder
auf den voreingestellten Wert erhöht.
Sollen anschließend ähnliche Werkstücke getrennt werden, sollte
die Vorschubgeschwindigkeit auf höchstens diesen neuen Wert
eingestellt werden.
Schleifvorgang starten
Probe einspannen

Spannen Sie die Probe sicher in den Probenhalter ein.
Beim Schleifen mit Oszillationen werden Probe und Probenhalterso eingespannt, dass sie gleichmäßig um den Mittelpunkt
der Probe rotieren.

HINWEIS:
Achten Sie darauf, dass der Probenhalter weder mit
der Topfscheibe noch mit den Kühldüsen in Berührung kommt.
Im gegenteiligen Fall können Schäden verursacht werden.
Probe positionieren

Bewegen Sie die Probe mithilfe der Taste der Zwei-HandSchaltung und den Positioniertasten in die gewünschte
Startposition nahe der Topfscheibe.
− Bewegen Sie die Probe in X-Richtung, bis sie
die Schleifoberfläche der Topfscheibe leicht berührt.
HINWEIS: die Scheibe sollte weiterhin frei von Hand drehbar
sein.
− Bewegen Sie die Topfscheibe in Y-Richtung, bis die Probe
die Schleifoberfläche der Topfscheibe gerade nicht berührt.

HINWEIS:
Vergewissern Sie sich vor Beginn des Schleifvorgangs, dass sichkeine Hindernisse in der Kammer befinden.
HINWEIS:Überprüfen Sie den Auffangkorb und den Magneten auf Abrieb,
bevor Sie den Schleifvorgang starten; ein verstopfter Ablauf kannWasserüberlauf verursachen. Bei zu wenig Wasser im Tank ist
keine ausreichende Kühlung sichergestellt.
Schließen Sie die Schutzabdeckung der Maschine.
Drücken Sie START .

HINWEIS:
Stellen Sie sicher, dass beständig Kühlflüssigkeit durch
die Kühldüse fließt.

48

Accutom-100
Betriebsanleitung

Die Anzeigen „Schleifvorgang“ zeigt Informationüber den Schleifvorgang an, einschließlich:• Schleifparameter• Motorinformationen• Countdown-Uhr

Anzeige „Schleifvorgang“

A
B
C
D
E
F

A
B
C

MethodeVorschubgeschwindigkeit
Drehzahl der Topfscheibe

D
E
F

AbtragMotorlastCountdown-Uhr

Vorschubgeschwindigkeit

Eingestellter Wert

Aktuelle
Vorschubgeschwindigkeit

Drehzahl

Eingestellter Wert

Ist-Drehzahl

AbtragEingestellter Wert

Derzeitige Trennlänge

49

Accutom-100
Betriebsanleitung

Aktuelle Motorlast

MotorlastCountdown-Uhr
Geschätzte verbleibende Zeit des Schleifvorgangs.
Manueller Stopp

Wenn der Schleifvorgang beendet ist, stoppt Accutom automatisch,kann aber auch jederzeit durch Drücken auf STOPP  unterbrochen
werden.
 Drücken Sie STOPP , um den Schleifvorgang manuellzu unterbrechen.

Schleifvorgang erneut startenParameter während
des Schleifvorgangs ändern

Vorschubgeschwindigkeit, Drehzahl und Abtrag können während
des Schleifvorgangs geändert werden. Ist beispielsweise
die Motorlast zu hoch, kann die Vorschubgeschwindigkeit verringert
werden.
 Wählen Sie Vorschubgeschwindigkeit.
 Drücken Sie die Eingabetaste  und ändern Sie den Wert
für die Vorschubgeschwindigkeit.
 Drücken Sie die Eingabetaste  erneut, um die Änderung
zu bestätigen, oder drücken Sie Esc, um die Änderung
abzubrechen.

Probe zurückziehen

Falls erforderlich, kann die Topfscheibe nach Beginn
des Schleifvorgangs aus der Probe bewegt werden.

Drücken Sie auf START , um den Schleifvorgang fortzusetzen.

Drücken Sie STOPP , um den Schleifvorgang
zu unterbrechen.
 Drücken Sie die Positioniertaste , um die Scheibenachse vom
Probenhalter wegzubewegen.
 Drücken Sie auf START , um den Schleifvorgang fortzusetzen.
Die Topfscheibe bewegt sich anschließend mit der voreingestellten
Vorschubgeschwindigkeit vorwärts.


OptiFeed

Wenn der Motor beim Schleifen überlastet wird, reduziert
die OptiFeed Funktion die Vorschubgeschwindigkeit automatisch.
Wenn die Überlastung geringer geworden ist, wird
die Vorschubgeschwindigkeit automatisch wieder
auf den voreingestellten Wert erhöht.
Sollen anschließend ähnliche Proben geschliffen werden, sollte
die Vorschubgeschwindigkeit auf höchstens diesen neuen Wert
eingestellt werden.

50

Accutom-100
Betriebsanleitung

3. Besonderheiten der Bedienung
Menü Wartung

Menü Servicefunktionen

Information bezogen auf die Maschine, wird hauptsächlich fürden Service benutzt.

Menü Reset-Funktionen

Alle Trennmethoden, Schleifmethoden und die Parameter im Menü
Konfiguration können auf ihre Vorgabewerte zurückgesetzt werden.

Reinigung des Fahrwegs(Führungsschienen reinigen)Um sicherzustellen, dass sich der Trennmotor bis zum Anschlag
nach vorne und nach hinten bewegen kann, darf sich kein Abrieb
in den Führungen befinden.

51

Accutom-100
Betriebsanleitung

Menü Konfiguration

Menü Optionen

Das Menü Optionen enthält die Parameter für alle Methoden.

Helligkeit
des Displays

Die Helligkeit des Displays lässt sich
auf individuelle Bedürfnisse einstellen.
Der Einstellwert kann zwischen 20-100
liegen.
Sprache
Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache.
Tastaturtöne
Kann auf „Ein“ oder „Aus“ gesetzt werden.
Einheiten
Die angezeigte Einheit kann auf „Metrisch“(mm/s, mm) (Standard) oder „Imperial“(Tausendstel/s, Zoll) gesetzt werden.
Bedienmodus
Es stehen zwei Betriebsarten
zur Verfügung: Konfiguration oder
Produktion.
Wasser verwenden
Kann auf „Ja“ oder „Nein“ gesetzt werden.
Struers empfiehlt jedoch, beim Trennen
und Schleifen Kühlflüssigkeit
zu verwenden.
StandardAccutom verfügt über einen eingebauten
Glasdicke/Standard- Rechner, mit dem der Benutzer die Menge
Klebstoffdicke
an abzutragendem Material berechnen
kann.
Die Standardwerte sind im Fenster„Berechnung“ angezeigt.

52

Accutom-100
Betriebsanleitung

Abschließende
SweepsAusrichten vor dem
Schleifen

Betriebsart ändern

Um eine optimale Oberflächengüte
zu erreichen, kann die Anzahl
der abschließenden Sweeps auf bis zu 10
eingestellt werden.
Kann auf „Ja“ (Standard) oder „Nein“
gesetzt werden.
Um die Präzision beim Schleifenzu optimieren, wird der Probenhalterarm
durch Bewegen entlang der X-Achse
ausgerichtet.

Um die Betriebsart zu ändern, öffnen Sie das Menü Konfiguration
und dann das Menü Optionen. Wählen Sie Betriebsart,um das Menü Betriebsart aufzurufen.
Drücken Sie den Knopf, um „Kennzahl (Passwort)“ zu wählen.

Mit der Taste  und dem Knopf geben Sie das richtige Passwort
ein (das werkseitig eingestellte Passwort lautet 2750):
Verwenden Sie die Taste , um Ziffern zu wählen.
Durch Drehen des Knopfs ändern Sie die Ziffern und durch Drücken
des Knopfs bestätigen Sie das Passwort.

Drücken Sie den Knopf, um das Menü Konfiguration zu wählen.

Wählen Sie die gewünschte Betriebsart und drücken Sie
zur Bestätigung den Knopf.
Konfiguration
Produktion

Uneingeschränkte Funktionalität.
START, STOPP, Stoppposition
und die Bewegung der Trenn-/Topfscheibe,und der Parameter für den Displaykontrast
und Tastaturtöne im Menü „Optionen“ sindzugänglich.

53

Accutom-100
Betriebsanleitung

Neues Passwort

HINWEIS:
Wenn ein Passwort eingestellt wurde, hat der Benutzer fünf
Versuche, das korrekte Passwort einzugeben, danach wird
Accutom blockiert.
Schalten Sie Accutom mit dem Hauptschalter aus und wieder ein
und geben Sie dann das korrekte Passwort ein.
HINWEIS:
Notieren Sie sich das neue Passwort, denn Einstellungen können
ohne Passwort nicht geändert werden.

Anwenderdefinierte
Trennscheibe in der Datenbank
erstellen

Wählen Sie „Anwenderdefinierte Trennscheibe“.

Drücken Sie F1 und wählen Sie Neu.

Drücken Sie F1 und wählen Sie Umbenennen.

54Accutom-100
Betriebsanleitung

Geben Sie mit dem Texteditor einen Namen für die Trennscheibeein.
Der gewünschte Text wird mithilfe des Dreh-/Druckknopfes
und der Tasten Auf/Ab ausgewählt und eingegeben. (Drücken
Sie F1, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten.)(Durch Drücken von Esc werden die Änderungen verworfen und
der ursprüngliche Text wird wiederhergestellt; durch zweimaliges
Drücken von Esc wird wieder das Hauptmenü aufgerufen.)

Geben Sie die Parameter der Trennscheibe ein.
Drücken Sie zweimal Esc, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
Anwenderdefinierte
Topfscheibe in der Datenbank
erstellen

Anwenderdefinierte Topfscheiben werden wie anwenderdefinierte
Trennscheiben in die Datenbank eingegeben.

55

Accutom-100
Betriebsanleitung

Parameter der Trennmethode

Trennparameter können entsprechend den jeweiligen Anforderungenangepasst werden, um die gewünschten Vorgaben zu erfüllen.
die folgende Tabelle ist als Hilfestellung bei der Auswahl
der Trennscheibe und der Trennparameter in Abhängigkeit
von dem zu trennenden Material gedacht.

Empfohlene Trennparameter
Werkstoff

Härte
[HV]

Drehzahl
Kraftstufe Vorschubgeschwindig- [U/min]keit [mm/s]
NIEDRIG

0,005-0,15

5000

NIEDRIG

0,005-0,20

4000

HOCH

0,005-0,30

3200

HOCH

0,005-0,30

2700

MITTEL

0,005-0,25

3200

MITTEL

0,005-0,25

2700

MITTEL

0,005-0,25

5000

Harte und sehr harte
MITTEL
350-800
Eisenmetalle
MITTEL

0,05-0,30

1000-5000

0,05-0,30

1000-5000

0,05-0,30

1000-5000

MITTEL

0,05-0,30

1000-5000

MITTEL

0,05-0,30

1000-5000

Keramische
Werkstoffe,
Mineralien
und Kristalle> 800

Hartmetalle
und hartekeramische
Werkstoffe> 800

Extrem harte
Eisenmetalle> 500

Harte und sehr harte
Eisenmetalle
350-800 MITTEL
mit großen
AbmessungenWeicheund mittelweiche
Metalle30-350Weiche und duktile
Nichteisenmetalle

70-400MITTEL

0,05-0,30

1000-5000

Kunststoffe und sehr
< 100
weiche Metalle

MITTEL

0,05-0,30

max. 1200

Wenn Sie weitere Hilfe bei der Entwicklung von Methoden benötigen,wenden Sie sich an einen unserer Anwendungsspezialisten
unter application_dk@struers.dk.

56

Accutom-100
Betriebsanleitung

Halterrotation

Beim Trennen runder Werkstücke wird in der Regel der Modus
Rotation gewählt.
Da die Oberfläche des Schnitts variiert, können
Vorschubgeschwindigkeit und Drehzahl der Trennscheibe erhöht
werden, ohne dass es zu einer übermäßigen Wärmeentwicklung
kommt. Außerdem erhält die Oberfläche der Probeein einheitlicheres Riefenmuster und eine bessere Planheit.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass der Grat am Endeeines Trennschnitts in der Mitte der Probe liegt und sich so
bei der anschließenden Präparation leichter entfernen lässt.

VORSICHT
Wenn Sie an Geräten mit rotierenden Teilen arbeiten, achten Sie
darauf, dass weder Ihre Kleidung noch Ihre Haare von rotierenden
Teilen erfasst werden können.
Der Modus Oszillation ist insbesondere beim Trennen sehr harter
Werkstoffe nützlich, da dieser eine übermäßige Wärmeentwicklung
reduziert.
Der Modus Oszillation ist auch für zerbrechliche Werkstücke
geeignet, da die zum Trennen des Werkstücks erforderliche Kraft
besser verteilt wird.

Aus:
Rotation:

Das Werkstück rotiert nicht.
Das Werkstück rotiert um seinen Mittelpunkt.

Oszillation: Das Werkstück oszilliert um seinen Mittelpunkt: Es
dreht sich erst vorwärts und dann zurück
in die ursprüngliche Position.

Demonstration der Bewegung:Drücken Sie F1, um Rotation/Oszillation zu starten, und kontrollieren
Sie, dass das Werkstück korrekt ausgerichtet ist.
Drücken Sie erneut F1, um die Bewegung abzubrechen.
57

Accutom-100
Betriebsanleitung

MultiCut, gleiche Größe

Die erste Option „MultiCut“ ermöglicht das Abtrennen mehrerer
Scheiben gleicher Dicke.

Anzahl Scheiben:
Scheibendicke
Anfangsschnitt

Wert
für Dickenkorrektur

Dieser Parameter bestimmt die Anzahl
der Scheiben, die abgetrennt werdensollen.
Dieser Parameter legt die Dicke
der abzutrennenden Scheibe fest.
Wenn vor dem eigentlichen Abtrennen
der Scheiben ein erster Schnitt ausgeführt
werden soll, wird dieser Haken gesetzt.
Damit wird ein Stück vom Werkstück
abgetrennt, das nicht verwendet wird. Dies
ist beispielsweise dann nützlich, wenndas Werkstück einen unebenen Rand
aufweist.
Die Nenndicke jeder Trennscheibe
von Struers ist in
der Trennscheibendefinition gespeichert.
Bei der Wahl einer bestimmten
Trennscheibe wird der entsprechende Wert
automatisch verwendet. Bei
anwenderdefinierten Trennscheiben muss
die Dicke bei der Konfiguration
der Trennscheibe im Menü „Konfiguration“
jedoch manuell eingegeben werden.

Accutom kompensiert im Modus MultiCut automatisch die Dicke
der Trennscheibe. Aufgrund von Unterschieden
bei Vorschubgeschwindigkeit und Drehzahl zwischen verschiedenen
Methoden, bei denen dieselbe Scheibe verwendet wird, istmöglicherweise ein zusätzlicher Ausgleich erforderlich.
Nach dem Trennen einiger Testscheiben wird deren Dicke
gemessen und die Abweichung von der programmierten Dicke als
Wert für die Driftkorrektur eingegeben.

58

Accutom-100
Betriebsanleitung

MultiCut, unterschiedliche
GrößenDie zweite Option „MultiCut“ ermöglicht das Abtrennen mehrerer
Scheiben mit unterschiedlicher Dicke.

Scheibendicke
Anfangsschnitt

Wert
für Dickenkorrektur

Dieser Parameter legt die Dicke
der abzutrennenden Scheibe fest.
Wenn vor dem eigentlichen Abtrennen
der Proben ein erster Schnitt ausgeführt
werden soll, wird dieser Haken gesetzt.
Damit wird ein Stück vom Werkstück
abgetrennt, das nicht verwendet wird. Dies
ist beispielsweise dann nützlich, wenndas Werkstück einen unebenen Rand
aufweist.
Die Nenndicke jeder Trennscheibe
von Struers ist in
der Trennscheibendefinition gespeichert.
Bei der Wahl einer bestimmten
Trennscheibe wird der entsprechende Wert
automatisch verwendet. Bei
anwenderdefinierten Trennscheiben muss
die Dicke bei der Konfiguration
der Trennscheibe im Menü „Konfiguration“
jedoch manuell eingegeben werden.

Accutom kompensiert im Modus MultiCut automatisch die Dicke
der Trennscheibe. Aufgrund von Unterschieden
bei Vorschubgeschwindigkeit und Drehzahl zwischen verschiedenen
Methoden, bei denen dieselbe Scheibe verwendet wird, istmöglicherweise ein zusätzlicher Ausgleich erforderlich.
Nach dem Trennen einiger Testscheiben wird deren Dicke
gemessen und die Abweichung von der programmierten Dicke
als Wert für die Driftkorrektur eingegeben.

59

Accutom-100
Betriebsanleitung

Kraftstufe:

Während des Trennens misst Accutom ständig die Last
am Trennmotor. die lastbeeinflussenden Faktoren
des Trennvorgangs sind durch Form und Eigenschaften
des Werkstücks vorgegeben.
Sobald die maximale Motorlast erreicht ist, reduziert die Funktion
OptiFeed automatisch die Vorschubgeschwindigkeit.
Sobald die Last unter den eingestellte Grenzwert zurückfällt, steigt
die Vorschubgeschwindigkeit wieder auf den ursprünglichen Wert.
Kraftstufe

60

OptiFeed wird
bei folgenden
Motorlasten
aktiviert:

Niedrig:

45 %Mittel:

60 %

Hoch:

100 %

Accutom-100
Betriebsanleitung

Die folgende Tabelle enthält einige Leitlinien, wie Sie einige häufig
angestrebte Ziele erreichen:

Optimierung
der Trennergebnisse
Ziel

Empfehlung

Besseres
TrennenSpannen Sie das Werkstück sicher mit einem
der Probenhalter des umfangreichen Angebots
von Struers ein.

BessereOberflächenqualität

Verwenden Sie die niedrigste empfohlene
Vorschubgeschwindigkeit, die höchste empfohlene
Drehzahl und keine Rotation des Probenhalters.

Geringerer
Verschleiß
der Scheibe

Verwenden Sie die niedrigste empfohlene
Vorschubgeschwindigkeit, die höchste empfohlene
Drehzahl und keine Rotation des Probenhalters.
Dies ist insbesondere bei der Verwendung
von Trennscheiben mit Kunstharzbindung/abrasiven
Trennscheiben wichtig.

Probleme
Abrasive Trennscheiben sollten nur innerhalb
des empfohlenen Bereichs für Vorschubgeschwindigkeit
mit abrasiven
Trennscheiben? verwendet werden.
Bei einer Vorschubgeschwindigkeit unter dem
empfohlenen Bereich wird die Oberfläche unregelmäßig
aufgeraut.
Bei einer Vorschubgeschwindigkeit über dem
empfohlenen Bereich kommt es zu einem übermäßigen
Verschleiß der Scheibe, außerdem ist das Risiko eines
Brechens der Trennscheibe höher.
Flachere Proben Verwenden Sie in erster Linie eine geringe
Vorschubgeschwindigkeit, die höchste empfohlene
Drehzahl, größtmögliche Flansche und keine Rotation
des Probenhalters.
Hier ist der Anfangsschnitt besondere Bedeutung. Ist
die anfängliche Vorschubgeschwindigkeit zu hoch, wird
die Scheibe gebogen, was zu einem schiefen Trennschnitt
führt.
Ein solcher Schnitt ergibt niemals eine flache Probe.
BesserePlanparallelität

Verwenden Sie die niedrigste empfohlene
Vorschubgeschwindigkeit.

Schnelleres
TrennenRichten Sie das Werkstück so aus, dass die Trennscheibe
durch den kleinstmöglichen Querschnitt schneidet,
und wählen Sie die höchste empfohlene
Vorschubgeschwindigkeit.

Trennen vonVerbundstoffen

Verwenden Sie die niedrigste Kraftstufe,
die für die Werkstoffe des Verbundstoffs empfohlen wird.
Siehe Parameter der Trennmethode.

61

Accutom-100
Betriebsanleitung

Parameter der Schleifmethode

Verwenden Sie die Leitlinien in der folgenden Tabelle,um die Schleifparameter gemäß dem Probenwerkstoff zu wählen.
Parameter der SchleifmethodeWerkstoff

Keramische
Werkstoffe,
Mineralien
und Kristalle
Hartmetalle,harte
keramische
Werkstoffe
und harte
Verbundstoffe
DuktilHärte Scheibe[HV]> 800 M0PXX> 600 B0PXX

Präzision

VorschubX-Schritt
geschwindig-keit [mm/s]

Anzahl abDrehzahl
schließender[U/min]SweepsHoch0,1-0,2

5–10 µm

10Mittel

0,2-4,010-20 µm

5

Niedrig

4,0-7,520-30 µm2Hoch0,1-0,3

5–10 µm

10Mittel0,3-0,5

10-20 µm

5

Niedrig

0,5-1,020-30 µm

2

4000

(Ø 100 mm)

2650(Ø 150 mm)

4000

10P13
Wenn Sie weitere Hilfe bei der Entwicklung von Methoden benötigen,wenden Sie sich an einen unserer Anwendungsspezialisten
unter application_dk@struers.dk.

62

Accutom-100
Betriebsanleitung

Halterrotation

Der Modus Oszillation wird dann gewählt, wenn die Oberfläche
der Probe ein einheitlicheres Riefenmuster und eine bessere
Planheit erhalten soll.
Der Modus Oszillation ist auch für zerbrechliche Werkstücke
geeignet, da die zum Schleifen erforderliche Kraft besser verteilt
wird.
Aus:
Der Halter rotiert nicht.
Oszillation: Der Halter oszilliert um seinen Mittelpunkt:

Demonstration der Bewegung:Drücken Sie F1, um Oszillation zu starten, und kontrollieren Sie,dass das Werkstück korrekt ausgerichtet ist.
Drücken Sie erneut F1, um die Bewegung abzubrechen.
Positioniermodus

AbtragRelativ

Zum Entfernen einer vorgegebenen
Menge des Werkstoffs.
Zum Entfernen von Werkstoff,
bis eine vorgegebene relative Position
erreicht ist.

Abtrag:Zum Entfernen einer präzisen Menge des Werkstoffs:
Wenn sich beispielsweise eine Komponente genau 0,125 mm
unterhalb der Probenoberfläche befindet:
Bewegen Sie die Probe mithilfe der Positioniertaste und der Taste der Zwei-Hand-Schaltung so nah wie möglich
an die Topfscheibe, ohne dass sie die Scheibe berührt.
Halten Sie die Taste der Zwei-Hand-Schaltung
und die Positioniertaste  gedrückt, um die Probe langsam gegen
die Topfscheibe zu fahren, bis sie gerade die Scheibe berührt.
Stellen Sie die relative X-Position auf Null.
Nachdem die abzutragende Menge eingegeben ist, bewegen Sie
die Probe in Y-Richtung leicht von der Topfscheibe weg.
Drücken Sie START . Sobald der Schleifvorgang abgeschlossen
ist, stoppt Accutom genau an der vordefinierten Tiefe.

Relativ:

Wenn sich beispielsweise eine Komponente genau 0,125 mm
unterhalb der Probenoberfläche befindet:
Bewegen Sie die Probe mithilfe der Positioniertaste  und der Tasteder Zwei-Hand-Schaltung so nah wie möglich an die Topfscheibe,ohne dass sie die Scheibe berührt.
63

Accutom-100
Betriebsanleitung

Halten Sie die Taste der Zwei-Hand-Schaltung
und die Positioniertaste  gedrückt, um die Probe langsam gegen
die Topfscheibe zu fahren, bis sie gerade die Scheibe berührt.
Stellen Sie die relative X-Position auf Null.
Drücken Sie ESC und geben Sie dann als Stoppposition 0,125 mmein.

Nachdem die abzutragende Menge eingegeben ist, bewegen Sie
die Probe in Y-Richtung leicht von der Topfscheibe weg.
Drücken Sie START . Sobald der Schleifvorgang abgeschlossen
ist, stoppt Accutom genau an der vorgegebenen Position.

64

Accutom-100
Betriebsanleitung

Schleifen von Dünnschliffen
Glasobjektträger vorbereiten

Diese Methode wird hauptsächlich in der Mineralogie verwendet.
Schleifen Sie die keramische Platte auf dem Vakuumhalter, sodass
diese plan und parallel zur Topfscheibe ist.
Stellen Sie die relative X-Position auf Null.
Ändern Sie den Abtragmodus zu „Relativ“.
Geben Sie die gewünschte endgültige Dicke des zu schleifenden
Glasobjektträgers ein, indem Sie die Stoppposition entsprechendprogrammieren.
Geben Sie beispielsweise für einen Glasobjektträger, der genau
1,950 mm dick sein soll, als relative Stoppposition -1,950 mm ein.
Bewegen Sie den Halter weg von der Topfscheibe,um den Glasobjektträger einsetzen zu können.
Legen Sie den Glasobjektträger auf den Vakuumhalter.
Bewegen Sie den Halter nahe an die Topfscheibe.
Bewegen Sie die Topfscheibe etwas vom Vakuumhalter weg.
Drücken Sie auf START , um den Objektträger
auf die vorprogrammierte Dicke zu schleifen.
Danach können weitere Glasobjektträger mit derselben Dicke
präpariert werden, indem sie in den Halter eingesetzt werden,der Halter nahe an die Topfscheibe bewegt und dann
der Schleifvorgang gestartet wird.

Probe schleifen

Legen Sie die Probe auf einen vorgeschliffenen Glasobjektträger.
Messen Sie die Gesamtdicke von Glas und Probe.
Legen Sie den Glasobjektträger mit der Probe in den Halter.
Drücken Sie auf F1, um den Rechner aufzurufen und die Werte
einzugeben. Im nachstehenden Beispiel müssen 0,810 mm
des Werkstoffs abgetragen werden, um eine 0,500 mm dicke Probezu erhalten.

Geben Sie im Positioniermodus „Abtrag“ die Menge
des abzutragenden Werkstoffs ein.

65

Accutom-100
Betriebsanleitung

Positionieren Sie erneut die Probe nahe an der Topfscheibe.
Drücken Sie auf START , um die Probe auf die korrekte Dicke
zu schleifen.
TIPP:
Sie können alternativ auch die X-Position nach dem Schleifen
des letzten Glasobjektträgers auf Null stellen.
Im Positioniermodus „Relativ“ geben Sie die Stoppposition als
die Dicke der Probe als negativen Wert ein: -0,500 mm.
TIPP:
Um ein Übermaß an Schleifen zu verhindern, wird das Schleifen
auf die gewünschte Dicke in mehreren Schritten durchgeführt.
Wenn beispielsweise 180 µm abgetragen werden sollen,
werden im ersten Schritt 150 µm entfernt. Nach Kontrolle
und erneutem Messen der Probe werden im nächsten Schritt
5–10 µm abgetragen.
Dieser Vorgang wird wiederholt, bis die korrekte Probendicke
erreicht ist.

Schleiflänge

66

Bewegung der Topfscheibe in Y-Richtung.

Accutom-100
Betriebsanleitung

4. Wartung
Maximale Verfügbarkeit und eine lange Betriebszeit lassen sich nur
mithilfe einer korrekten Wartung erreichen. die ordnungsgemäße
Wartung ist auch wichtig, um den sicheren Betrieb des Gerätes
zu gewährleisten.
Die in diesem Abschnitt beschriebenen Wartungsmaßnahmen dürfen
nur von geschulten oder eingewiesenen Personen durchgeführt
werden.
Allgemeine Reinigung

Um eine lange Lebensdauer Ihres Accutom zu sichern, empfiehlt
Struers die tägliche Reinigung der Trennkammer.
Reinigen Sie die Trennkammer gründlich, wenn Accutom für längere
Zeit nicht verwendet wird.

Tägliche Kontrolle

Accutom-100 muss vor dem Gebrauch überprüft werden.
die Maschine darf erst dann verwendet werden, wenn
Beschädigungen repariert sind.

Schutzabdeckung prüfenUntersuchen Sie die Schutzabdeckung visuell auf Spuren
von Abnutzung oder Beschädigung (z. B. Deformationen, Risse,
Beschädigung der Kantenabdichtung).

Ist die Schutzabdeckung beschädigt, finden Sie im Abschnitt
Schutzabdeckung austauschen weitere Informationen.
Die Scheibe der Schutzabdeckung sollte direkt nacheinem Schaden, der zu einer Schwächung führen könnte,
ausgetauscht werden. Das kann z. B. durch den Einschlag eines
Teils oder durch sichtbare Zeichen für Verschleiß oderBeschädigung sein.
Sicherheitsverriegelung prüfen

Der Riegel der Verriegelung muss unbedingt regelmäßig
auf Beschädigung und ordnungsgemäßen Sitz geprüft werden.
 Kontrollieren Sie, dass die Sicherheitsverriegelung
ordnungsgemäß funktioniert. Der Riegel muss ungehindert
in den Sperrmechanismus gleiten.

67

Accutom-100
Betriebsanleitung

Tägliche Wartung
Maschine

Reinigen Sie alle zugänglichen Oberflächen mit einem weichen,feuchten Tuch.

HINWEIS:Verwenden Sie kein trockenes Tuch, da die Oberflächen nichtkratzfest sind.
Fett und Öl können mit Ethanol oder Isopropanol entfernt werden.
HINWEIS:Verwenden Sie niemals Aceton, Benzol oder andere
Lösungsmittel.
Reinigen Sie die Kammer mit dem Spülschlauch.

VORSICHT
Lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt
des Zusatzes für Kühlflüssigkeit.
Vermeiden Sie, dass Kühlwasserzusatz mit der Haut in Kontakt
kommt.
Das Tragen von Arbeitshandschuhen und Schutzbrille ist
empfohlen. Kühlflüssigkeit kann Abrieb (Trenn-/Schleifabrieb
und andere Partikel) enthalten.
Beginnen Sie das Spülen erst dann, wenn der Spülschlauchin die Trennkammer gerichtet ist.



Falls erforderlich, reinigen Sie den Wanneneinsatz,
das Auffangsieb und den Magneten im Tank.
Reinigen Sie den Probenhalterarm und die Klammern
der Schwalbenschwanzaufnahme.
Reinigen Sie die Flansche.

TIPP:
Lassen Sie die Schutzabdeckung offen, wenn die Maschine nicht
in Betrieb ist, sodass die Trennkammer vollständig trocknet.

68

Accutom-100
Betriebsanleitung

Wöchentlich

Accutom sollte regelmäßig gereinigt werden, damit Maschine oder
Proben nicht durch Schleifkörner oder Metallpartikel beschädigt
werden.
Reinigen Sie lackierte Oberflächen und das Bedienfeld
mit einem weichen, feuchten Tuch und gängigen
Haushaltsreinigern.
Für stärkere Verschmutzungen verwenden Sie Struers Cleaner(Art.- Nr. 49900027).
Reinigen Sie die Schutzabdeckung mit einem weichen, feuchten
Tuch und einem gängigen antistatischen Fensterreiniger.
Verwenden Sie keine aggressiven oder abrasiven
Reinigungsmittel.

HINWEIS:
Vergewissern Sie sich, dass keine Wasch- oder
Reinigungsmittelreste in den Tank der Kühleinheit gespült wurden.
Dies kann zur Schaumbildung führen.
Trennkammer reinigen









Entfernen Sie den Probenhalter.
− Reinigen Sie den Probenhalter: bewegliche Teile,
Schwalbenschwanzaufnahmen und Schrauben. Schmieren
Sie ihn mit Öl (z. B. mit einem handelsüblichen Öl).
− Lagern Sie den Probenhalter an einem trockenen Ort.
Reinigen Sie die Kammer, den Wanneneinsatz
und die Schutzabdeckung gründlich.
Kontrollieren Sie das Auffangsieb und den Magneten.
Ein verstopfter Ablauf kann zum Überlaufen von Wasser
und zu wenig Wasser im Tank führen, was wiederumeine ordnungsgemäße Kühlung beeinträchtigt.
Dadurch können das Werkstückund die Trennscheibe/Topfscheibe beschädigt werden.
Schmieren Sie die Scheibenachse/Buchse dort, wo die Scheibe
montiert wird (z. B. mit einem handelsüblichen Öl).
Reinigen Sie die Führungen des Fahrwegs.
− Entfernen Sie alle Hindernisse in der Trennkammer
und schließen Sie die Schutzabdeckung.
− Wählen Sie im Menü Wartung Reinigung des Fahrwegs.
Drücken Sie die Eingabetaste, um den Prozess
fortzusetzen.

69

Accutom-100
Betriebsanleitung

Tank für Kühlflüssigkeit prüfenÜberprüfen Sie den Pegel der Kühlflüssigkeit
nach 8 Betriebsstunden, mindestens aber einmal wöchentlich.
Füllen Sie bei Bedarf Kühlflüssigkeit nach.
Wenn die Kühlflüssigkeit schmutzig erscheint(Anhäufung von Trennrückständen), diese ersetzen.
Denken Sie daran, das Zusatzmittel Cooli Additive von Struers
zuzugeben:
Kontrollieren Sie die Konzentration des Zusatzes
mit einem Refraktometer. die entsprechenden Anweisungenfinden Sie auf dem Etikett.
Damit keine Mikroorganismen auftreten, sollte das Kühlwasser
mindestens einmal monatlich ausgetauscht werden.

VORSICHT
Lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt
des Zusatzes für Kühlflüssigkeit.
Vermeiden Sie, dass Kühlwasserzusatz mit der Haut in Kontakt
kommt.
Das Tragen von Arbeitshandschuhen und Schutzbrille ist
empfohlen. Kühlflüssigkeit kann Abrieb (Trenn-/Schleifabrieb
und andere Partikel) enthalten.
Kühlmitteldüsen

Sollten die Düsen für Kühlflüssigkeit verstopft sein, reinigen Sie
diese mit einem Stück dünnen Draht(z. B. eine aufgebogene Büroklammer).
Die Schraube kann aus der Spitze der rechten Düse
herausgeschraubt werden, um die Reinigung zu erleichtern.

Schlauch für wasserfreies
TrennenWenn mit wasserfreiem Kühlschmiermittel gearbeitet wird, halten
die werkseitig verbauten Standard-Schläuche der Kühlmittelpumpe
nur wenige Tage.
Ein Spezialschlauch, der gegen Bestandteile des wasserfreien
Kühlschmiermittels resistenter ist, steht als Ersatzteil zur Verfügung.
(Art.- Nr. 05996921)
Weitere Informationen über den Austausch des Schlauches finden
Sie im Abschnitt Schlauch der Kühlmittelpumpe auswechseln.
Nach der Montage muss der Schlauch für wasserfreies Trennen
regelmäßig auf Spuren von Abnutzung geprüft werden.
Wie häufig der Schlauch ausgetauscht werden muss, hängt
von den jeweiligen Gegebenheiten ab. Es wird empfohlen,
den Schlauch für wasserfreies Trennen nach 5-stündigem Betrieb
einer Sichtprüfung zu unterziehen.

70Accutom-100
Betriebsanleitung

Tank für Kühlflüssigkeit
reinigen

Ersetzen Sie die Kühlflüssigkeit im Tank für Kühlflüssigkeit
mindestens einmal monatlich.


Ziehen Sie den Kühlmitteltank vorsichtig heraus.



Entfernen Sie den Schraubdeckel und gießen Sie die benutzte
Kühlflüssigkeit in einen Ablauf, der für die Entsorgung
von Chemikalien zugelassen ist.
Spülen Sie den Tank mit sauberem Wasser aus; damit sichdie am Boden abgesetzten Partikel lösen, schütteln sie ihn
kräftig hin und her. Wiederholen Sie den Vorgang so oft,bis der Tank vollständig gereinigt ist.
Schrauben Sie den Deckel wieder auf.
Schieben Sie den Tank wieder in die Maschine.
Befüllen Sie den Tank mit einer 4%igen Lösung des Struers
Zusatzmittels Cooli Additive: 190 ml Cooli Additive
und 4,5 l Wasser, durch den Abfluss im Boden der Kammer.
Für wasserempfindliche Materialien verwenden Sie
die Wasserfreie Kühlflüssigkeit von Struers.







HINWEIS:
Achten Sie darauf, nicht zu viel Flüssigkeit in den Tank zu füllen!
HINWEIS:
Spülen Sie die Umlaufkühlanlage mit sauberem Wasser, wenn
Accutom für längere Zeit nicht verwendet wird, um zu verhindern,dass getrocknete Rückstände des Trennvorgangs das Innere
der Pumpe beschädigen.

VORSICHT
Lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt
des Zusatzes für Kühlflüssigkeit.
Vermeiden Sie, dass Kühlwasserzusatz mit der Haut in Kontakt
kommt.
Das Tragen von Arbeitshandschuhen und Schutzbrille ist
empfohlen. Kühlflüssigkeit kann Abrieb (Trenn-/Schleifabrieb
und andere Partikel) enthalten.
Beginnen Sie das Spülen erst dann, wenn der Spülschlauchin die Trennkammer gerichtet ist.
71

Accutom-100
Betriebsanleitung

Jährlich
Kontrolle der Schutzabdeckung

Die Schutzabdeckung besteht aus einem Metallrahmen
und einer Scheibe aus Copolyester, die den Bediener schützt.
Bei einer Beschädigung wird die Scheibe geschwächt und dadurch
ihre Schutzfunktion verringert.


Untersuchen Sie die Schutzabdeckung visuell auf Spuren
von Abnutzung oder Beschädigung (z. B. Deformationen, Risse)

HINWEIS:
Wenn Accutom mehr als eine 7-Stunden-Schicht pro Tag
in Betrieb ist, nehmen Sie die Untersuchung in kürzeren Intervallenvor.
Schutzabdeckung austauschen

Die Schutzabdeckung sollte direkt nach einem Schaden,
der zu einer Schwächung führen könnte, ausgetauscht werden.
Das kann z. B. durch den Einschlag eines Teils oder durch sichtbare
Zeichen für Verschleiß oder Beschädigung sein.

WARNUNGUm die Schutzfunktion aufrechtzuerhalten, mussdie Schutzabdeckung alle 3 Jahre ausgetauscht werden3. Aufeinem Schild auf der Schutzabdeckung ist angegeben, wann sie
zu ersetzen ist.

Prüfung
der Sicherheitseinrichtungen

Die Schutzabdeckung ist mit einem Schutzschaltersystemausgestattet, der ein Starten der Trenn-/Topfscheibe bei geöffneter
Abdeckung ausschließt. Zudem sorgt ein Sicherheitsschloss dafür,dass die Schutzabdeckung erst geöffnet werden kann, wennder Motor zum vollständigen Stillstand gekommen ist.
HINWEIS:Die Prüfung sollte immer nur von qualifiziertem Fachpersonal(Elektromechanik, Elektronik, Mechanik, Pneumatik usw.)
vorgenommen werden.

Not-AusStarten Sie einen Trennvorgang.
Betätigen Sie den Not-Aus-Schalter.
Wenn der Vorgang nicht sofort unterbrochen wird, drücken Sie
STOPP  und wenden sich den Struers Service an.



Betätigen Sie den Not-Aus-Schalter.
Drücken Sie START .
Wenn die Maschine startet, drücken Sie STOPP  und wenden
sich den Struers Service an.

372

Der Austausch der Schutzabdeckung ist notwendig,
um die Sicherheitsvorschriften der Norm EN 16089 zu erfüllen.

Accutom-100
Betriebsanleitung

Sicherheitsverriegelung

Taste der Zwei-Hand-SchaltungStarten Sie einen Vorgang.
Versuchen Sie, die Schutzabdeckung zu öffnen – OHNE
Kraftaufwand.
Wenn sich die Schutzabdeckung öffnet, drücken Sie STOPP 
und wenden sich den Struers Service an.

Öffnen Sie die Schutzabdeckung.
Drücken Sie START .
Wenn der Vorgang startet, drücken Sie STOPP  und wenden
sich den Struers Service an.

Starten Sie einen Vorgang.
Drücken Sie STOPP .
Wenn sich die Schutzabdeckung öffnen lässt, während
die Trennscheibe/Topfscheibe dreht, wenden Sie sichden Struers Service an.

Öffnen Sie die Schutzabdeckung.
Verwenden Sie die Tasten ohne Drücken der Tasteder Zwei-Hand-Schaltung, um den Trennarm zu verfahren.
Falls sich der Trennarm bewegt, wenden Sie sich den Struers
Service an.

Öffnen Sie die Schutzabdeckung.
Verwenden Sie die Tasten ohne Drücken der Taste der ZweiHand-Schaltung, um die Trennscheibe/Topfscheibe
zu verfahren.
Wenn dies der Fall ist, wenden Sie sich den Struers Service an.

Öffnen Sie die Schutzabdeckung.
Drücken Sie SPÜLEN .
Wenn Kühlflüssigkeit austritt, drücken Sie SPÜLEN
oder STOPP und wenden sich den Struers Service an.

WARNUNG
Verwenden Sie NIEMALS ein Gerät mit defekten
Sicherheitsvorrichtungen.
Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.
Ersatzteile

Weitere Informationen finden Sie unter Ersatzteile und Pläne
im Referenzhandbuch der Betriebsanleitung.

73

Accutom-100
Betriebsanleitung

Wartung von Trennscheiben
und Topfscheiben

TIPP:
Ausführliche Anweisungen zur Wartung von Trennscheiben
und Topfscheiben sind der Betriebsanleitung der Scheiben
zu entnehmen.

Abrasive Trennscheiben

Abrasive Trennscheiben reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit.
Deshalb dürfen trockene, neue Trennscheiben nicht
mit gebrauchten, feuchten gemischt werden. die Trennscheiben sindan einem trockenen Aufbewahrungsort auf horizontaler Unterlage
zu lagern.

Diamant- und CBNTrennscheiben

Die Präzision und damit der Trennschnitt der Diamant/CBNTrennscheiben hängen ganz wesentlich vom Befolgen folgender
Anweisungen ab: Mechanische Überlastung und Hitzeeinwirkung sind strikt
zu vermeiden.
 Die Trennscheiben sind an einem trockenen Aufbewahrungsort
auf horizontaler Unterlage, möglichst noch leicht beschwert,
zu lagern.
 Eine saubere und trockene Trennscheibe korrodiert nicht.
Deshalb ist es wichtig, die Trennscheiben vor dem Aufbewahren
zu reinigen und zu trocknen. Benutzen Sie zum Reinigen
normale Spülmittel.
 Ein regelmäßiges Abrichten der Trennscheiben ist Teilder allgemeinen Wartungsarbeiten.

74

Accutom-100
Betriebsanleitung

Abrichten von Diamantund CBN-Trennscheiben

Eine frisch abgerichtete Trennscheibe gewährleistet ein optimales
Trennen. Bei einer schlecht gewarteten und abgerichteten
Trennscheibe ist ein höherer Trenndruck erforderlich, der mehr
Reibungswärme verursacht.
Außerdem kann sich die Scheibe verbiegen und zu einem schiefen
Schnitt führen.
Eine Kombination beider Faktoren kann zur Beschädigung
der Trennscheibe führen.
Um die Trennscheibe abzurichten, verwenden Sie
den Aluminiumoxid-Abrichtstein, der mit der Trennscheibe geliefert
wird.




Den Abrichtstein wie eine Probe einspannen.
Trennen Sie den Abrichtstein mit mäßiger
Vorschubgeschwindigkeit.
Wiederholen Sie den Vorgang, wenn die Trennscheibe nochnicht zufriedenstellend trennt.

HINWEIS:
Das Abrichten sollte nicht mehr als notwendig durchgeführt
werden, da dies natürlich auch die Scheibe verschleißt.
HINWEIS:
Eine schlechte Abrichtung ist die häufigste Ursache für Schäden
an der Trennscheibe.
Trennscheiben prüfen

Jede Trennscheibe muss vor der Verwendung untersucht werden.
Untersuchung einer abrasiven Trennscheibe auf Beschädigungen: Untersuchen Sie die Oberfläche visuell auf Risseund Ausbrüche.
 Montieren Sie Trennscheibe, schließen Sie
die Schutzabdeckung und lassen Sie die Trennscheibe
bei höchster Drehzahl rotieren.
 Wenn Sie keine Beschädigung erkennen können und wenn
die Trennscheibe während des Tests mit hoher Drehzahl nicht
zerbricht, ist sie funktionsfähig. Zeigt die Trennscheibe Risse,
ist ihre Verwendung gefährlich.
Zur Untersuchung von Diamant-/CBN-Trennscheiben wird
ein Ringtest durchgeführt.
 Setzen Sie die Trennscheibe auf Ihren Zeigefinger.
 Tippen Sie mit einem Stift (kein Metall) vorsichtig rundherum
auf die Kante der Trennscheibe.
 Die Trennscheibe hat den Test dann bestanden, wenn
bei jedem Tippen ein klarer metallischer Klang ertönt. Wenn
der Klang an einer Stelle dumpf oder stark gedämpft ist, weist
die Trennscheibe einen Riss auf. Sie darf nicht mehr verwendet
werden.
75

Accutom-100
Betriebsanleitung

Schlauch der Kühlmittelpumpe
auswechseln

So wechseln Sie den Schlauch aus:
 Entfernen Sie die vier Schrauben der Abdeckung
auf der Rückseite der Maschine.



Entfernen Sie die drei Schrauben vom Deckel
der Kühlmittelpumpe.



Nehmen Sie den Schlauch von der Pumpachse ab.
Pumpenachse

Schlauchklemmen




76

Lösen Sie die Schlauchschelle und ziehen Sie
die Schlauchenden vorsichtig von den Anschlussstücken.
Bringen Sie den neuen Schlauch an den Anschlussstücken an,
und ziehen Sie die Schlauchschelle wieder fest
(die Schlauchschelle sichert das Schlauchende,Accutom-100
Betriebsanleitungüber das Wasser/Kühlflüssigkeit in die Trennkammer geleitet
wird, weil an diesem Ende der höchste Druck auftritt – siehe
Abbildung).
Schmieren Sie den Schlauch über seine ganze Länge
mit dem beiliegenden Silikonfett (dies trägt dazu bei, dass sichdie Rollen in der Pumpe leicht bewegen lassen).
Drücken Sie den Schlauch um die Pumpenachse in Arbeitslage.
Bringen Sie den Schlauch richtig in der Pumpe an:
Richtig:

Falsch:Ersatzteile

Zu loseZu stramm

Zu viel Volumen
zwischen den Rollen
erzeugt„Flüssigkeitswellen”,
die den Schlauch
dehnen;die Lebensdauer
des Schlauchs wird
verkürzt.

Der Schlauch ist
gestreckt;
die Lebensdauer
des Schlauchs wird
verkürzt.

Montieren Sie den Pumpendeckel und die Abdeckplatte wiederan.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Struers Service. Hierkönnen Sie auch die Verfügbarkeit von Ersatzteilen erfragen.
die Kontaktdaten finden Sie auf der Website von Struers
Struers.com.

77

Accutom-100
Betriebsanleitung

5. Sicherheitshinweise
WARNUNGUm die Schutzfunktion aufrechtzuerhalten, mussdie Schutzabdeckung alle 3 Jahre ausgetauscht werden4. Aufeinem Schild auf der Schutzabdeckung ist angegeben, wann sie
zu ersetzen ist.

WARNUNG
Verwenden Sie NIEMALS ein Gerät mit defekten
Sicherheitsvorrichtungen.
Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.

WARNUNG
Warnen Sie im Falle eines Brandes Personen in der Nähe,
alarmieren Sie die Feuerwehr und unterbrechen Sie
die Stromversorgung. Verwenden Sie zum Löschen
einen Pulverfeuerlöscher. Verwenden Sie auf keinen Fall Wasser.

WARNUNG
Teile, die für den sicheren Betrieb der Maschine unabdingbar sind,dürfen höchstens 20 Jahren lang benutzt werden.
Die Schutzabdeckung muss nach drei Jahren ausgetauscht
werden.
Weitere Informationen erhalten Sie vom Struers Service.

WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG
Vor der Installation eines elektrischen Geräts muss dessen
Stromversorgung ausgeschaltet sein.
Die Maschine muss geerdet sein.
Überprüfen Sie, ob die vorliegende Netzspannung
mit der auf dem Typenschild auf der Seite der Maschine
angegebenen Netzspannung übereinstimmt.
Falsche Anschlussspannung kann zu Schäden an elektrischen
Bauteilen führen.

478

Der Austausch der Schutzabdeckung ist notwendig,
um die Sicherheitsvorschriften der Norm EN 16089 zu erfüllen.

Accutom-100
Betriebsanleitung

WARNUNG VOR HANDVERLETZUNGEN
Achten Sie darauf, Ihre Finger beim Umgang mit der Maschine
nicht einzuklemmen.
Beim Hantieren mit schweren Teilen sind Sicherheitsschuhen
zu tragen.

VORSICHT
Vermeiden Sie, dass Kühlwasserzusatz mit der Haut in Kontakt
kommt. Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe und Schutzbrille.
Beginnen Sie das Spülen erst dann, wenn der Spülschlauchin die Trennkammer gerichtet ist.

VORSICHT
Das Hörvermögen kann dauerhaft geschädigt werden, wird es
dauerhaftem Lärm ausgesetzt.
Bei Schallpegeln, die die zulässigen örtlichen Grenzwerteüberschreiten, ist ein Gehörschutz zu tragen.

VORSICHT
Beachten Sie beim Öffnen der Haube den hervorstehenden
Sicherheitsriegel.

VORSICHT
Lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt
des Zusatzes für Kühlflüssigkeit.
Vermeiden Sie, dass Kühlwasserzusatz mit der Haut in Kontakt
kommt.
Das Tragen von Arbeitshandschuhen und Schutzbrille ist
empfohlen. Kühlflüssigkeit kann Abrieb (Trenn-/Schleifabrieb
und andere Partikel) enthalten.
Beginnen Sie das Spülen erst dann, wenn der Spülschlauchin die Trennkammer gerichtet ist.

VORSICHT
Wenn Sie an Geräten mit rotierenden Teilen arbeiten, achten Sie
darauf, dass weder Ihre Kleidung noch Ihre Haare von rotierenden
Teilen erfasst werden können.

79Accutom-100
Betriebsanleitung

6. Transport und Lagerung
HINWEIS:
Achten Sie darauf, die Maschine vor jedem Transport sicher
zu verpacken.
Im gegenteiligen Fall kann das Gerät beschädigt werden, was nicht
von der Garantie abgedeckt ist. Weitere Informationen erhalten Sie
vom Struers Service.
Struers empfiehlt, die Originalverpackung und alle
Transportbeschläge für eine mögliche künftige Verwendung
aufzubewahren.
Gehen Sie wie folgt vor:
 Reinigen Sie die Maschine.
 Schalten Sie den Strom und die Absauganlage aus.
 Ziehen Sie den Kühlmitteltank vorsichtig heraus.
 Leeren Sie den Tank der Umlaufkühleinheit und spülen Sie ihn
mit sauberem Wasser.
 Platzieren Sie die Hebegurte 5 am Accutom.

Transportieren Sie das Gerät zur neuen Position.

Wenn die Maschine über einen längeren Zeitraum gelagert oderversandt werden soll, gilt folgende Vorgehensweise: Stellen Sie die Maschine auf die Blöcke auf der Originalpalette.
 Befestigen Sie das Gerät mit den Original-Transportbeschlägen.
 Setzen Sie die Transportkiste zusammen.
 Legen Sie das Zubehör und andere lose Gegenstände
in die Transportkiste.
 Wickeln Sie die Maschine in Kunststofffolie und legen Sieeinen Beutel mit Trockenmittel (Kieselgel) in die Maschine,um sie trocken zu halten.
Kontrollieren Sie am neuen Standort, dass die erforderlichen
Anschlüsse usw. vorhanden sind.
 Siehe Checkliste vor der Installation.
580

Der Kran und die Hebegurte müssen für mindestens das doppelte Gewicht
zugelassen sein.

Accutom-100
Betriebsanleitung

7. Entsorgung
Mit dem WEEE-Symbol
gekennzeichnete Geräte und Maschinen
enthalten elektrische und elektronische Bauteile und dürfen daher
nicht zusammen mit dem normalen Abfall entsorgt werden.
Bitte wenden Sie sich an die zuständige Behörde, um Informationenüber die korrekte Entsorgung im Sinne der geltenden nationalen
Vorschriften zu erfahren.
HINWEIS:
Abrieb muss gemäß den örtlichen Richtlinien für Abfall
von Abrieb/Kühlschmiermittel entsorgt werden.
HINWEIS:
Das Kühlwasser enthält einen Zusatz sowie Abriebreste und darf
NICHT in die Kanalisation entsorgt werden.
Kühlwasser muss gemäß den für den Standort vorgeschriebenen
Sicherheitsvorschriften entsorgt werden.
Beachten Sie bitte:
Abhängig von den getrennten/geschliffenen metallischen
Werkstoffen ist es möglich, dass Abrieb von Metallen mit sehr
unterschiedlichen elektrochemischen Potenzialen (Metalle
mit großem Abstand in der elektrochemischen Spannungsreihe)
bei bestimmten Bedingungen eine exotherme Reaktion auslösen.
Es ist deshalb vorteilhaft, die getrennten Werkstoffe und den daraus
entstandenen Abrieb zu kennen.
Beispiele:
Die folgenden Beispiele von Werkstoffkombinationen könnten
eine exotherme Reaktion hervorrufen, wenn große Mengen Abrieb
während des Trennens oder beim Schleifen/Polieren unter
bestimmten Bedingungen anfallen:
Aluminium und Kupfer
Zink und Kupfer

WARNUNG
Warnen Sie im Falle eines Brandes Personen in der Nähe,
alarmieren Sie die Feuerwehr und unterbrechen Sie
die Stromversorgung. Verwenden Sie zum Löschen
einen Pulverfeuerlöscher. Verwenden Sie auf keinen Fall Wasser.

81

Accutom-100
Betriebsanleitung

Referenzhandbuch
Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Struers Know-how ..................................................................83
2. Zubehör und Verbrauchsmaterialien

Zubehör ..............................................................................................84
Verbrauchsmaterialien .......................................................................84
Trennscheiben ..........................................................................84
Topf-scheiben.....................................................................................84
Sonstige Verbrauchsmaterialien ..............................................85

3. Fehlersuche und -behebung................................................86
4. Service

Service Check ....................................................................................94

5. Ersatzteile und Pläne

Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen (SRP/CS)...................95
Ersatzteilliste ......................................................................................97
Pläne ..................................................................................................9816173051 Accutom, Blockdiagramm .......................................9916173101 Accutom, Schaltplan..............................................100
16171004 Accutom, Druckluft-Diagramm ..............................104
16171003 Accutom, Rohrleitungsplan ...................................105

6. Vorschriften und Normen

Hinweis der US-Kommission für Kommunikation (FCC) .................106
EN ISO 13849-1:2015 ......................................................................106

7. Technische Daten ................................................................107

82

Accutom-100
Betriebsanleitung

1. Struers Know-how
Das materialographische Trennen ist in der Regel der erste Schritt
der Gefügeanalyse. Gute Kenntnisse über den Trennvorgang
erleichtern die Wahl geeigneter Einspann- und Trennverfahrenund gewährleisten so einen Schnitt mit höchster Qualität.
Eine minimale Anzahl Trennartefakte vereinfacht die anschließenden
materialographischen Schritte und stellt eine gute Ausgangsposition
für eine effiziente, qualitativ hochwertige Präparation dar.
TIPP:
Weitere Informationen finden Sie unter Trennen auf der Struers
Website.
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sichan einen unserer Anwendungsspezialisten
unter application_dk@struers.dk.

83

Accutom-100
Betriebsanleitung

2. Zubehör und Verbrauchsmaterialien
Zubehör

Informationen zum Angebot finden Sie in der Accutom Broschüre.

Verbrauchsmaterialien

Es wird die Verwendung von Verbrauchsmaterialien von Struers
empfohlen.
Andere Produkte (z. B. Kühlmittel) können aggressive Lösungsmittel
enthalten, die beispielsweise die Gummidichtungen zerstören
können. die Garantie deckt u. U. keine beschädigten Geräteteile(wie Dichtungen und Schläuche) ab, wenn eine solche
Beschädigung direkt auf die Verwendung von Verbrauchsmaterialienzurückgeführt werden kann, die nicht von Struers stammen.

Trennscheiben

Siehe Tabelle zur Auswahl der Trennscheiben
im Verbrauchsmaterialkatalog von Struers.

Topf-scheiben

Eine Liste der erhältlichen Topfscheiben finden Sie
im Verbrauchsmaterialkatalog von Struers.

84

Accutom-100
Betriebsanleitung

Sonstige Verbrauchsmaterialien

Spezifikation

Nr.

Cooli Additive
Zusatzmittel für Wasser in der Umlaufkühlanlage
beim Trennen und Schleifen. Zusatzmittel
zum Verbessern der Trenn-/Schleifund Kühleigenschaften und zum Schutz
der Maschine vor Korrosion. Empfohlene
Konzentration: 4 %1l
4l

49900074
49900073

Cooli Additive Plus
Hochleistung-Zusatzmittel für Wasser
in der Umlaufkühlanlage. Zusatzmittel
zum Verbessern der Trennund Kühleigenschaften und zum Schutz
der Maschine vor Korrosion. Empfohlene
Konzentration: 4 %1l
4l

49900071
49900072

Corrozip-Cu
Zusatz für Kühlflüssigkeit.
Zum Schutz der Maschine vor Korrosion
und zur Verbesserung der Schneidund Kühlwirkung.
Für Umlaufkühleinheit.
Für Maschinen, die hauptsächlichfür das Trennen von Kupfer
und Kupferlegierungen verwendet werden.
1l
5l49900068
49900069

Wasserfreies KühlschmiermittelWasserfreies Kühlschmiermittel für das Trennen
wasserempfindlicher Werkstoffe
5l49900070

Schlauch für wasserfreies Trennen
Pumpenschlauch für wasserfreies
Kühlschmiermittel
1 Stück.

05996921

Abrichtstein
Aluminiumoxidstein.
1 Stück.

40800044

Besuchen Sie den Struers e-Shop, um die Neuigkeiten im Angebot
der Verbrauchsmaterialien von Struers zu sehen.
www.e-shop.struers.com.
85

Accutom-100
Betriebsanleitung

3. Fehlersuche und -behebung
Mitteilung#

Erklärung1

7

Starten Sie die Maschine
neu.
Falls das Problem
weiterhin besteht, wenden
Sie sich den Struers
Service an. Notieren Sie
die Nummer
des angezeigten
Fehlercodes.
Offene Schutzabdeckung
zu Beginn eines Vorgangs.

8

12

86

Maßnahme

Schließen Sie
die Schutzabdeckung,um den Vorgang
fortzusetzen.
Ist die Schutzabdeckung
geschlossen, kontrollieren
Sie, dassdie Sicherheitsverriegelun
g aktiviert ist.
Starten Sie die Maschine
erneut und geben Sie
das korrekte Passwort ein.
Wenn Sie das Passwort
vergessen haben, setzen
Sie die Maschine
auf die Werkseinstellungen zurück.

Die Speicherkapazität
der Datenbank wurde
erreicht.

Löschen Sie eine odermehrere Methoden,
um Speicherplatz für neue
Methoden freizugeben.
Hinweis! Methoden
von Struers können nicht
gelöscht werden.

Accutom-100
Betriebsanleitung

Mitteilung#

Erklärung

Maßnahme

15

Nicht genug Platz
für die gewählte Trennlänge.

Ja: die Maschine wird
einen Trennschnitt
mit der maximal
verfügbaren Länge
durchführen.
Nein: Bearbeiten Sie
die Länge des Schnitts
oder positionieren Sie
das Werkstück neu.

16

Nicht genug Platz für
den gewählten MultiCutVorgang.

Bearbeiten Sie
die Methode oder
positionieren Sie
das Werkstück neu.

17

Nicht genug Platz für
den gewählten
Schleifvorgang.

Ja: die Maschine wird
ein Schleifen mit
der maximal verfügbaren
Länge durchführen.
Nein: Bearbeiten Sie
die Methode oder
positionieren Sie
die Probe neu.

24

Nicht genug Platz für
den gewählten
Schleifvorgang.

Bearbeiten Sie
die Schleifparameter oder
positionieren Sie
die Probe neu.

87Accutom-100
Betriebsanleitung

Mitteilung

88#

Erklärung

Maßnahme

27

Starten Sie die Maschine
neu.
Falls das Problem
weiterhin besteht, wenden
Sie sich an den Struers
Service.

35

Warten Sie etwa 20–30
Minuten, bis der Motorabgekühlt ist, und setzen
Sie den Vorgang dann
mit einer geringeren Last
fort.

42

Kontrollieren Sie, dassdie Sicherheitsverriegelun
g aktiviert ist. Dannstarten Sie die Maschine
erneut.

50

Setzen Sie sich mit dem
Struers Service
in Verbindung.
Notieren Sie die Nummer
des angezeigten
Fehlercodes.

Accutom-100
Betriebsanleitung

Mitteilung#

Erklärung

27

Fehler
Probleme der Maschine
Kein oder nicht genügend
Kühlwasserfluss.
Wasser leckt.

Werkstück rostig.

Trennkammer rostig.

Korrosion in der Trennkammer.

Maßnahme
Starten Sie die Maschine
neu.
Falls das Problem
weiterhin besteht, wenden
Sie sich den Struers
Service an.

Erklärung

Maßnahme

Füllstand im Kühlwassertankzu gering.
Düsen der Kühlflüssigkeit
verstopft.
Wasser läuft aus.
Kühlwasserschlauch leckt.

Kontrollieren Sie
die Kühlwasserschläuche.
Reinigen Sie die Düsen.
Überprüfen Sie den Schlauch
der Kühlpumpe. Ersetzen Sie
ihn, falls erforderlich.
Entfernen Sie
den Wasserüberschuss.
Reinigen Sie das Becken.

Wasser fließt aus dem Tank
der Umlaufkühlung.
Das Auffangbecken
für Trennrückstände ist verstopft.
Zusatzmittel zum Kühlwasser
Prüfen Sie die Konzentration
nicht ausreichend.
des Zusatzmittels Cooli Additivein der Kühlflüssigkeit.
Beachten Sie die Hinweise
im Kapitel Wartung.
Zusatzmittel zum Kühlwasser
Prüfen Sie die Konzentration
nicht ausreichend.
des Zusatzmittels Cooli Additivein der Kühlflüssigkeit.
Beachten Sie die Hinweise
im Kapitel Wartung.
Die Schutzabdeckung wurde
Lassen Sie nach Benutzungnach Gebrauch nicht offen
der Maschine
stehen gelassen.
die Schutzabdeckung offen
stehen, sodass
die Trennkammer austrocknen
kann.
Das Werkstück besteht
Benutzen Sie Corrozip-Cu.
aus Kupfer/ Kupferlegierung.

89

Accutom-100
Betriebsanleitung

FehlerTrennprobleme
Verfärbung oder Überhitzung(Brandspuren) des Werkstücks.

Unerwünschte Grate.

Trennqualität ist nicht
gleichmäßig.

90

Erklärung

Maßnahme

Die Härte der Trennscheibe
Wählen Sie eine andere
passt nicht zur Härte bzw.
Trennscheibe.
der Abmessung des Werkstücks. Alternativ verändern Sie
die Drehzahl der Scheibe.
TIPP: Weitere Informationen
zum Angebot finden Siein den Broschüren.
Kühlung unzureichend.
Prüfen Sie die Position
der Kühldüsen.
Falls erforderlich, reinigen Sie
die Düsen.
Kontrollieren Sie
die Kühlwasserschläuche.
Prüfen Sie die Konzentration
des Zusatzmittels Cooli Additivein der Kühlflüssigkeit.
Trennscheibe zu hart.
Wählen Sie eine andereTrennscheibe. Alternativ,
verändern Sie die Drehzahl.
TIPP: Weitere Informationen
zum Angebot finden Siein den Broschüren.
Zum Ende der Trennung ist
Verringern Sie
die Vorschubgeschwindigkeit
die Vorschubgeschwindigkeit
zu hoch.
zum Ende des Trennprozesses.
Werkstück nicht richtig
Spannen Sie das Werkstück
eingespannt.
sicher ein, z. B. mit dem
Probenhalter CATAL
von Struers, der speziell
zum Einspannen langer
Werkstücke an beiden Seiten
entwickelt wurde.
TIPP: Weitere Informationen
zum Angebot an Probenhalternfinden Sie in der Accutom-10/100 Broschüre.
Kühlung unzureichend.
Prüfen Sie die Position
der Kühldüsen.
Falls erforderlich, reinigen Sie
die Düsen.
Kontrollieren Sie
die Kühlwasserschläuche.
Prüfen Sie die Konzentration
des Zusatzmittels Cooli Additivein der Kühlflüssigkeit.

Accutom-100
Betriebsanleitung

FehlerErklärung

Maßnahme

Bruch der Trennscheibe.

Falsche Montage
der Trennscheibe.

- Prüfen Sie nach, ob
Wellendurchmesser
und Trennscheibenöffnung
zueinander passen.
Die Mutter muss fest angezogen
sein.
Spannen Sie das Werkstück
sicher ein, z. B. mit dem
Probenhalter CATAL
von Struers, der speziell
zum Einspannen langer
Werkstücke an beiden Seiten
entwickelt wurde.
TIPP: Weitere Informationen
zum Angebot an Probenhalternfinden Sie in der Accutom
Broschüre.
Wählen Sie eine andereTrennscheibe.
Alternativ verändern Sie
die Drehzahl der Scheibe.
TIPP: Weitere Informationen
zum Angebot finden Siein den Broschüren.
Reduzieren Sie
die Vorschubgeschwindigkeit.
Verringern Sie das Niveau
der Kraftstufe.
Führen Sieeine Anfangstrennung
mit geringerer
Vorschubgeschwindigkeit aus.
Reduzieren Sie den Vorschub.

Werkstück nicht richtig
eingespannt.

Trennscheibe zu hart.

Die Vorschubgeschwindigkeit ist
zu hoch.
Zu hohe Kraftstufe.
Trennscheibe verbiegt beim
Kontakt mit dem Werkstück.
Trennscheibe verschleißt
zu schnell.

Vorschubgeschwindigkeit
zu hoch.
Drehzahl zu niedrig.
Kühlung nicht ausreichend.

Trennscheibe trennt
das Werkstück nicht vollständig.

Drehzahl zu niedrig.
Falsche Wahl der Trennscheibe.
Trennscheibe abgenutzt.

Erhöhen Sie die Drehzahl.
Prüfen Sie nach, ob
der Kühlwassertank ausreichend
gefüllt ist.
Prüfen Sie die Position
der Kühldüsen.
Falls erforderlich, reinigen Sie
die Düsen.
Erhöhen Sie die Drehzahl.
Weitere Informationen
zum Angebot finden Siein den Broschüren.
Ersetzen Sie die Trennscheibe.
91

Accutom-100
Betriebsanleitung

FehlerErklärung

Maßnahme

Werkstück bricht beim
Einspannen.

Trennscheibe wird im Werkstück
während der Trennung
eingeklemmt.

Spannen Sie das Werkstück
auf beiden Seiten
der Trennscheibe ein, sodass
der Trennspalt offen bleibt, z. B.
mit dem Probenhalter CATAL
von Struers, der speziell
zum Einspannen von langen
Werkstücken an beiden Seiten
entwickelt wurde.
TIPP: Weitere Informationen
zum Angebot an Probenhalternfinden Sie in der Accutom
Broschüre.
Werkstück zwischen zwei
Kunststoff-/Gummiplatten legen.
Als Alternative können Sie
das Werkstück einbetten.
Weitere Informationen finden Sie
unter Einbetten auf der Struers
Website.
HINWEIS: Trennen Sie spröde
Werkstücke mit großer Vorsicht.
Probe unmittelbar nach dem
Trennen entfernen. Lassen Sie
nach Benutzung der Maschine
die Schutzhaube
der Trennkammer offen stehen.
Prüfen Sie die Konzentration
des Zusatzmittels Cooli Additivein der Kühlflüssigkeit.

Werkstück ist spröde.

Probe ist korrodiert.

Probe wurde zu lange
in der Trennkammer gelassen.

Zu wenig Zusatzmittel
im Kühlwasser.

92

Accutom-100
Betriebsanleitung

4. Service
Accutom bietet umfangreiche Information über den Zustandverschiedener Bauteile.
TIPP:
Service-Informationen werden nur auf Englisch angezeigt.
So erreichen Sie diese Funktion:
 Navigieren Sie in das Menü Wartung und wählen Sie:
Servicefunktionen

Unterschiedliche Themen sind auswählbar und bieten Informationüber den Zustand verschiedener Bauteile.
Die Serviceinformationen können auch zur Zusammenarbeit
mit Struers Service benutzt werden, wenn beispielsweise das Gerät
per Ferndiagnose diagnostiziert wird.
Auf die Serviceinformationen kann nur lesend zugegriffen werden;
Geräteeinstellungen können auf diesem Wege nicht geändert
werden.
Die Information über die Gesamtbetriebszeit und die Betriebsstunden
seit dem letzten Service erscheinen auf dem Display, wenn
die Maschine gestartet wird:

Nach 1.400 Betriebsstunden erscheint eine Mitteilung,um den Benutzer zu erinnern, dass ein Termin für die Wartungvereinbart werden soll.
Sind 1.500 Betriebsstunden überschritten, erscheint eine Mitteilung,um den Benutzer darauf aufmerksam zu machen,93

Accutom-100
Betriebsanleitung

dass das empfohlene Betriebsstundenintervall für die Wartungüberschritten wurde: „Zeit bis zur nächsten Wartung abgelaufen!“ Für die Wartung der Maschine wenden Sie sich bitte
an den Struers Service.
Service Check

HINWEIS:Ein Service darf nur von einem Servicetechniker von Struers
oder qualifiziertem Fachpersonal (Elektromechanik, Elektronik,
Pneumatik usw.) durchgeführt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie vom Struers Service.
Struers empfiehlt, immer nach Intervallen von je 1.500
Betriebsstunden eine normale Wartung durchzuführen.
Struers bietet eine große Anzahl verschiedener Servicepläne an,um die Anforderungen aller Kunden zu erfüllen. Dieses Angebot
bezeichnen wir als ServiceGuard.
Die Servicepläne beinhalten Inspektion der Maschine, Austauschvon Ersatzteilen, Einstellung der optimalen
Betriebsparameter/Kalibrierung und einen abschließenden
Funktionstest.

94

Accutom-100
Betriebsanleitung

5. Ersatzteile und Pläne

Sicherheitsbezogene Teile
von Steuerungen (SRP/CS)

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Struers Service. Hierkönnen Sie auch die Verfügbarkeit anderer Ersatzteile erfragen.
die Kontaktdaten finden Sie auf der Website von Struers
Struers.com.

Sicherheitsbezogenes Teil

Hersteller/Herstellerbeschreibung Art.-Nr. des Herstellers

Verriegelungseinrichtung

Schmersal
Solenoid interlock

AZM 170SK-11-02ZRK 2197, 24 VAC/DC

Frequenzumwandler

Schneider
Frequenzumw. 1x200-240 V 550 W
200-240 V, 50/60 Hz

ATV320U06M2C

Not-Aus-Schalter

Schlegel SchlagtasterES Ø22 Typ RV

Not-Aus-Kontakt

Schlegel
Modul-Kontaktgeber, kurzzeitig

1 NC Typ MTO

Modulhalter

Schlegel
Modulhalter. 5 Elemente. MHR-5

MHR-5

Schutzabdeckung

Struers

16170044

Magnetsensor

Schmersal Magnetsensor

BNS-120-02z

Sicherheitsrelaiseinheit

Omron Sicherheitsrelais

G9SB-3012-A

Drehzahlüberwachungsplatine REER
Drehzahlüberwachungsplatine

SV MR0Drehzahlsensor - Hauptmotor

Balluff temperaturfester induktiver
Sensor

BES05RP

Drehzahlsensor, Y-Bewegung

Sick induktive Näherungssensoren

IMB08-02BPSVU2K

Taste der Zwei-HandSchaltung

Schurter Metalltaster

1241.6931.1120000

Verriegelungsrelais

Finder Relaisbausteine

38.51.0.024.0060

Die Struers Art.- Nr. geht aus der Ersatzteilliste hervor.

95

Accutom-100
Betriebsanleitung

WARNUNG
Teile, die für den sicheren Betrieb der Maschine unabdingbar sind,dürfen höchstens 20 Jahren lang benutzt werden.
Die Schutzabdeckung muss nach drei Jahren ausgetauscht
werden.
Weitere Informationen erhalten Sie vom Struers Service.
HINWEIS:
Teile, die für den sicheren Betrieb der Maschine unabdingbar sind,dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal (Elektromechanik,
Elektronik, Pneumatik usw.) ausgetauscht werden.
Teile, die für den sicheren Betrieb der Maschine unabdingbar sind,dürfen nur durch Teile ersetzt werden, die mindestens dasselbe
Sicherheitsniveau bieten.
Weitere Informationen erhalten Sie vom Struers Service.

96

Accutom-100
Betriebsanleitung

Ersatzteilliste

Ersatzteil

El.
Ref.

Art.-Nr.

Verriegelungseinrichtung

YS1

2SS00025

Frequenzumwandler

A2

2PU32056

Not-Aus-Schalter

S1

2SA10400

Not-Aus-Kontakt

S1

2SB10071

Modulhalter

S1

2SA41605

Schutzabdeckung-

16170044

Magnetsensor

SS1

2SS00130

Sicherheitsrelaiseinheit

KS1,
KS3

2KS10006

Drehzahlüberwachungsplatine

KS2,
KS4

2KS10034

Drehzahlsensor - Hauptmotor

HQ3,
HQ4

2HQ50502

Drehzahlsensor, Y-Bewegung

HQ5,
HQ6

2HQ00032

Taste der Zwei-Hand-Schaltung

S2

2SA00023

Verriegelungsrelais,
Flüssigkeitsspiegelrelais

K1, K2 2KL23851

97

Accutom-100
Betriebsanleitung

Pläne

Bezeichnung

Nr.

Blockdiagramm, Accutom16173051

Schaltplan, Accutom (4 Seiten)

16173101

Druckluft-Diagramm, Accutom

16171004

Rohrleitungsplan, Accutom

16171003

Siehe die folgenden Seiten.

98

5

4

3

2

1

QS1

16173051 Accutom,
Blockdiagramm
Main Supply Input

2

PE

D

2

POWER SUPPLY
24VDC / 6.3A

2 x 6.3 Amp T

POWER ENTRY MODULE(Inlet C13/14 with fuses)
IEC60320

200-240V, 50/60 Hz+/- 10%

Z1

D

Emergency stop
K2.1

GND_prot

X2
S1.1

24VDC_prot

S1.2

Emergency stop

Emergency stop

KS2

KS1

SLS CARD

SAFETY INTERLOCK

SS1

3

X2

YS1.3

KS2.2

24V-3 input(Emergency Stop + Door closed)

X17
X4

SRAM 512k x 16, NVRAM 32k x 8

Output, 24VDC / 500mA(24V-1 chain)

REAL TIME CLOCK + BACKUPX4HEART BEAT INDICATOR

24VDC_prot

GND_prot

PCB VERSION IDENTIFICATIONVOLTAGE MONITORS

24VDC_prot

TEMPERATURE MEASUREMENT

D

X20

K1

L1/N

STO

SB1

6

MATRIX
KEYBOARD(12 keys)

LOCK RELAY

DI3

CONN. FOR STRUERSMEMORY MODULE

DQDQ+

BR1

6

TURN-PUSH
BUTTONC
Output, 24VDC / 1A
(24V-1 chain)

X5

Namur sensor X14

HL1

2

Working
light

HQ1

2

Namur sensor
X movement

BUZZER

X22

X17

+24

3 x dig. input 5V, X19
Supply for encoder

PCB TEMPERATURE MONITOR

CONN. FOR INITIALPROGRAMMING

Temp. measur.
input

TFT Color Display,
320x240 dots withwhite LED backlight

RESET GENERATOR

X21

4

A6
2

(same for Accutom - 10 and 100)

CPU, V850ES/SJ3, 1M FLASH, 60k RAM

FREQUENCY
INVERTER 550W

3

Matrix Keyboard input,
Variant Detect input X12(2 out / 4 in)

Printed Circuit Board

A2

M1

X9

parallel

Voltages related to the safety features:
24V-1: Unprotected voltage from 24VDC power supply
24V-2: Protected by Emergency Stop only
24V-3: Protected by Emergency Stop and Door switch

KS1.3

K1.2

PTC 155°C

Display Driver X23
Epson
S1D13706
Backlight
Output12V PWM

KS1.2

YS.A

GND_prot

X24

A3

YS1.1

Cut off wheel
Grinding wheel
300-5000 RPM

X4

Output, 24VDC Power Input for(24V-2 chain)Motor Driver(from 24V-2 chain)

KS1.1

KS2.1

SLS RPM M1

X26

Pump Output
3 x +/- 0-24V, 5A(24V-2 chain)

X2

YS1.2

3

SLS RPM M1

24V-1 input(unswitched)

24V-2 input.
(Emergency Stop switched)YS1SAFTEY RELAY

X1

X2

2

C

PERISTALTIC
PUMP

S1.4

EMC FILTER

HQ4
NAMUR
sensorDC MOTOR
24V / 12W

Strap for poweringof M5 motor from
24V-2 voltage

S1.3
Emergency stop

2

Mains cables:
C13 --- Schuko (0.75mm2)
C13 --- NEMA 6-15 (AWG16)

HQ3
NAMUR
sensor

M5

PUMP

2

A1

2

SwitchPOWER SUPPLY FOR PCB

L1 + NOR
L1 + L2

CO NN. FOR DEBUG

370W

3

P24

Power
output240V

USB X15InterfaceCOM
CANOpen

MAIN MOTORCAN BUS Interface(24V-2)
GND

Synchronous motor

X8

X1

X110

4

CONNECTOR FOR SERVICEUSB

3 x dig. inputs 5V
3 x Hall Sensors
Feedback input

X18

3

B

B

A4

BUS JUNCTION UNIT

24VDC_prot

5

X1
3

KS4

KS3

SLS CARD
3

S2.1

X2
X3

SAFTEY RELAY

S2.2

3

X4

3

M3

HQ5
NAMUR
sensor

HQ6
NAMUR
sensorSLS RPM M3

SLS RPM M3

HOLD-TO-RUN
BUTTON

KS3.1

KS4.1

KS3.2

KS4.2

KS3.3

4
5

Steppermotor Y- movementwith encoder

A

24VDC_prot

A5

M2
4

Motor 2 Encoder 2
Trinamic Stepper motor driver
Motor 124V
CANOpen

GND_prot

GND_prot

24VDC_prot

K2

LIQUID RELAY

A

3

Steppermotor X movement 400 steps

M4
4

3X
Motor 3

I/O

HQ2

3

STRUERS A/SPederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Denm ark

Inductive sensor
Y movement

Accutom-10/100, Block Diagram

Steppermotor rotation
SiiizeCAGE CodeDWG NO

A1
Wednesday,,, Aprrriiilll 10,,, 2019

5

4

3

2

Scallle

1

RSZ

Rev

A

16173051
Sheettt

1

offf

1

99

L1

PE
Mains cables:
C14 --- Schuko (0.75mm²)
C14 --- NEMA 6-15 (AWG16)

BK2

F1 + F2 6.3 Amp

AWG16

GNYE1
AWG16

POWER ENTRY MODULE(Inlet C14)

L

BK4

150W
24V / 6.3A

N

GNYE2
2 x AWG16

PE

XPE4

PE

V+

W1
2 x AWG18

AWG16

Base plate

16173101 Accutom, Schaltplan

1

BU2
1

S1.1

To Page 2 X2:7

BU43

CLAMP

2

2

3

1

BU8
BU9
BU10

7

8

15

6

16

BU11

BU12

To Page 1 K1:A1

W6
8x 0,5mm²

A2

BU13

5

SS1.1
Magnetic sensor

X5:6

BU

T22

KS1.1

13

12

Cable is part of sensor

BU26
BU27

BU44
KS2.1

17

24

KS2.2

21

24

34

W6-PK

A1

24V-3: Protected by Emergency Stop and Door switch

X1:2

2

BU20

X2-4 24V-3

X1:3

3

BU25

X17-5 HU1_5

W6-BN

X1:4

4

BU32

X4-7 N23_OUT3Solenoid
BU29
BU30

11

X1:5-6

BU33
BU34

5
6

C

Cutting chamber
light

12
A2

K1.1
14

T32

Cable ispart of light

HL1
W6-RD

YS1.A

BU22
T31

W6-WH

10

BU45

KS1.3

33

X1:10

X2-3 24V-2

Shownclosed

W6-BU
11

KS1.2

23

R1
10k

14

24V-1: Unprotected voltage from 24VDC power supply
24V-2: Protected by Emergency Stop only

YS1.3

9

13

BU35
BU36

X5-1
X5-3

Voltages related to the safety features:

42
A3

Door Guard
Switch

X1:9

BU23
BU24

14

10

11

W6-YE

8

BU16

1

YS1.1

YS1.2

BU21

W6-GY

X1:1

41

31

X1:8

BU18

X1:13-14

X2-2 24V-2

MP printed circuit board
16013000YS1 Door lock
32

BU17

6

GN

24V-1

24V-1
OUT1

W6-GN

7

T21

T12

3

20

X1:7

BU14
T11

4

BN
BK
BU

To Page 1 A2:COM

BU48

Cable is part of sensor

14

2

X5:5

BK

BU7

BU28

C

5

0V

X2-1 24V-1

BU47

BU6

A1

9

13

BN
BK
BU
Cable is part of sensor

KS1

BK BN

X1-2 X1-3 X1-1

4

BU3
BU4

KS2

A3

2

BU71

X5:3-4

BU5

X5:1-22D

BU46

Emergency stop

Emergency stop

To Page 2 X2:9

1

S1.2

S1.4

Emergency stop

1

COLOR CODE:-----------------------BK = black
BN = brown
RD = red
OG = orange
YE = yellow
GN = green
BU = blue
VT = violet
GY = grey
WH = white
PK = pink
BE = beige
RO = rose
GNYE = yellow-green

V-

BU1
Small back plate

1

BK

V-

UL508 approved
IEC60850-1

N

X100

2
BN

V+

Switching PowersupplyL

2 x AWG16

BK4
BK6

AWG16

3

A1 POWER SUPPLY

BK3

BU42

D

BK1

N / L2

BK3
BK5

CLAMP

Main Supply Input
200-240V, 50/60 Hz+/- 10%

4
QS1

BK1
BK2

5

External short circuit
protection according
to local regulations.

0V

X15-3

VBUS

X15-1

X4-1 24V-1

D-

X15-5

X17-4 HU1_4

D+

X15-2

BK
RD
WH
GN
ShieldGND-S X15-4

X110

W8

RD 1
WH

4

2

BK
GN

3

USB-B

4 x AWG24 + Shield

BU31

X14-5

BK6 BK5

To Page 2 X5:14

Z1

XPE5

PE

N

To Page 2 X5:14

P

K2

W18

A2

W2
GND

GN/YE
L1
L2
L3

PTC 155°C

R/L1 S/L2/N
U/T1
V/T 2
W/T3

RD
BU

Synchronous
cutting/grinding motor

DI6
COM

DQDQ+

COM

Emergency stopA2

To Page 1 X5:4

AWG16

2

OG/WH
GN/WH
OG

1 3

GNYE10

X18-4

PHASE A

HALL B

X18-3

X26-5

PHASE CHALL C

X18-2

X26-4

PHASE B

0V

X18-1

BU38

B

Front plate

12

X1:12

XPE15

CANOpen
RS485

Inverter PE

HALL A

X26-3

BU37

0,75mm²

Mounting
Screws11

X1:11

GNYE11Inverterground
plate

X18-5

0,75mm²

2
A1

X24

+5V

1

S1.3
To Page 2 X5:9

BU19

BU30
BU7

P24

Ground plate

CAUTION - Risk of electric shock.
Disconnect all power and wait 15 min.
before servicing

DI3

+24

4x1.5 mm² + 2x1mm² + 2x0.25mm² + shield - Part of motor

K1

BU26
BU27
BU19
BU

STO

Inverter
550W

BU48

M1

X4-3

+DC in11

BU69

To Page 1 X5:4

GN

(24V-2)K2.1

A2

2 x AWG16370W 5000RPM
240V IE4

14

A1

BN WH

BU40

Cut off wheel
Grinding wheel
300-5000 RPM

BU39
BU40

BK2

Belt drive
1:1

BU68

Base plate

B

Motor Driverinsultad from other circuits

EMC-Filter

BU70

SLS RPM M1

NAMUR
sensor

BU41

HQ4

SLS RPM M1

NAMUR
sensorTo Page 2 X5:15

BK1

HQ3

NAMUR
sensor

X-axis ref.

GNYE3
AWG16

HQ1

GY/WH/BN
BK/BK/BU

X14-6

GNYE4

Base plate

GNYE5

1 x AWG16
XPE1

GNYE6

1 x AWG16
XPE2

XPE3

1 x AWG16
XPE13

XPE11

XPE7

W9

2 x 0,75mm²

AWG18

A

Inverter ground plate

W3

Small back plate

8 x 26AWG
4 pairs

Back plate

Base plate

Base plate

GNYE7

GNYE8

GNYE9

1 x AWG16

1 x AWG16

XPE10

Base

XPE12

Front plate

XPE6

Base plate

XPE14

Safety relay plate

A

-

+

Base plate

HW plate

1 x AWG16
XPE9

To Page 2 A4 X3Small back plate

DC Motor

XPE8

24V / 12W
Pump

Base plate

M5

REV A: RSZ

STRUERS A/SPederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Denm ark

Accutom - 10/100, Circuit Diagram MAIN
SiiizeCAGE CodeMonday,,, May 06,,, 2019

5

4

3

2

Rev

DWG NO

A1

16173101

Scallle1

RSZ

Sheettt

A
1

offf

4

5

4

3

To Page 1 X5:3

BU53

X5:7-8

D

A3

BU43

BU42

CLAMP

To Page 1 X5:1

7

1

2

X5:9

D

9

8

BU50

7
8
15

BU53

2

A2

BU58

T11

T21

To Page 1 K2:A2
BU60

X5:12
12

W17-BE
NO

S2.2

C

X5:11

W17-BN

11

BU59

T12

T22

BU61

X5:13
13

W17-BUC

W17
4x 0,5mm²

14

3

BN
BK
BU

A1

NO

13

4

10

BU50

Hold to run

16

BN
BK
BU

X5:10

W17-BK

S2.1

MP printed circuit board
16013000

BU54
BU69

KS3
9

BU56

1

BU57

BU51
BU52

KS4

6

13

KS3.1

14

23

KS3.2

24

KS3.3

34

10
12

5

11

BU65

C

BU64

20

KS4.1

17

33

24

KS4.2

21

T31

BU66

T32

C

BU67

To Page 1 KS1 34

A4

BU65
BU44
BU45
BU66

To Page 1 KS1 33

A
+5V
B

X701-3 B1

YE

X701-4 B2

W14

WH

WH
YE
BN
GN

GND X201-1

BE
BK

DIGI X201-3

BN+48V X201-2

4 x 0.25mm²

YE
BN
GN

X402-1 GND
X402-5 B+
X402-3 A+

HQ6SLS RPM M3

SLS RPM M3

GND

1
2
3
4

X3:1-4
1

BK
OG
RD
YE

X2:1-42

Rotation
stepper
motor

BK
GN
RD
BU

3

M4

W16

X5:16
16

X5:17

X303-3GNBNWH

8 x 26AWG
4 pairs

OG
GN/WH
OG/WH

X1-1

X3-6 CAN_L

X1-6

X3-5

GND

X1-5

X3-3 CAN_H

X1-3

X3-2

X1-2

24V

BE
BK

X4-1 24V Prot.

X2-1

X4-5

GND

X2-5

X4-3 CAN_H

X2-3

X4-2
24V
X4-6 CAN_L

X2-2
X2-6

4 x 0.5mm²

W4

GN
PK

X8-5 24V-2
X8-3 CAN-LOW

WH

X8-4 0V

GY

X8-2 CAN-HIGH

YE

All signals connected 1:1

BN

17

Bus junction unit

X3-1 24V Prot.

X8-1 24V-1
6 x 0.5mm²

WH
BN

B

GN
Mounting
ScrewsBASE

W5

3 x 0.25mm²

4

X-movement
steppermotor

A

CAN_H X303-7

NAMUR
sensorM2

To Page 1 K2:A1

4 x 0.5mm²
CAN_L X303-2

NAMUR
sensorW7

To Page 1 A2

X402-2 +5V

4 x 0.25mm²

HQ5

15

BU68

1
2

GN

WH
BN
GN
YE

WH
BN
GN
YE

Z2

W11

X601-1 A1VCC X901-2

X601-2 A2

GND X901-1

X601-3 B1

IN1

X601-4 B2Z3

4 x 0.25mm²

W12

X901-4

BN
WH
GN

W15

X4:5-7
5I

X701-2 A2

6

G

14

X701-1 A1

BN

W3
X5:14-15

7

OpticalEncoderB

W13

3

Y-movement
stepper
motor

Z4

WH

4

M3

X4:1-4

RD
RD/WH
GN
GN/WH

A5 Trinamic PCB

3 x 0.25mm²

BN
BU
BK

HQ2
Mounting
ScrewsPWR LED
ACT . LED

Y-axis ref.
WIRES ARE
PART OF SENSOR

Front plate

X801-1 A1
X801-2 A2
X801-3 B1

A

X801-4 B2
4 x 0.25mm²

REV A: RSZ

STRUERS A/SPederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Denm ark101

Accutom - 10/100, Circuit Diagram SLS
SiiizeCAGE CodeDWG NO

A1
Monday,,, May 06,,, 2019
5

4

3

2

Scallle

RSZ
1

Rev

16173101
Sheettt

A
2

offf

4

5

4

3

2

1

A3

COLOR CODE:

W10
DATA

X23

Data

D

TFT Color Display, 320x240
dots with white
LED backlight

40 wire flat cable 0,5mm pitch

X6:1-2+12VDCBK = black
BN = brown
RD = red
OG = orange
YE = yellow
GN = green
BU = blue
VT = violet
GY = grey
WH = white
PK = pink
BE = beige
RO = rose
GNYE = yellow-green

A6

X9-1

RD

0V (PWM) X9-2

WH

1
3

2x 0.25mm²

PK

+LED

WH

-LED

D

MP printe circuit board
16013000

SB1

Matrix Keyboard

10 pole flat cable

X22
CONN. FOR DEBUG

C

X20

Struers

X12-1

F1

SL1

X12-2

EscapeSL2

X12-3

Flushing gun

SL3

X12-4

Sample rotation

SL4

X12-5

Start

SL5

X12-6

Stop

SL0

A-100
machine onlyC

X, left, fast

CONN. FOR STRUERSMEMORY MODULE

X, right, fastY, back

X21

X, left, slow
X, right, slow

CONN. FOR INITIALPROGRAMMING

Y, front
Type info

BUZZER

RL0

X12-7

RL1

X12-8

RL2

X12-9

RL3

X12-10A-100
machineA-10
machine

B

B

BR1
X19

6 wire flat cable

Turn/Push
buttonA+B signal

Turn/Push
ButtonSwitch signal(push)AA

REV A: RSZ

STRUERS A/SPederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Denmark

Accutom - 10/100, Circuit Diagram CONTROL PANEL
SiiizeA2
Wednesday, August 29, 2018
5

4

3

2

ScallleCAGE CodeDWG NO

Rev

A

16173101
Sheet

RSZ
1

3

of

4

5

4

3

1

2

CAUTION - Risk of electric shock.
Disconnect all power and wait 15 min.
before servicing

QS1

External short circuit
protection according
to local regulations.
D

Main Supply Input
200-240V, 50/60 Hz+/- 10%

Z1

L1

M1

A2

EMC-Filter

AC-synch. Motor
Cut-off wheel

R/L1

U+V+W

Cut-off +grinding
wheel
D

4

1:1

2

PTC (140°C)

N / L2
S/L2/NPE

F1 + F2 6.3 Amp
XPE5

XPE15

Groundplate

Inverter

HQ3

POWER ENTRY MODULE(Inlet C14)

HQ4

PE
LO+
LOBase plate

K1

P24

ST O

LI6

K1.1

S1.1

A1 Switchmode

24VPowersupply
Emergency stop

YS1
Isolation 3kVAC(input/output)

C

YS1.3

SS1
24VDC
6A

YS1.A

SS1.2

XPE4

S2.1

UL508 approved
IEC60850-1

C

Solenoid

YS1.2

S2.2

Base plate

KS3

KS1

KS4

KS2

B

B

S1.3

Emergency stop

K2

Trinamic
Control unit
4

K2.1

HQ5

M5

HQ6

Pump

A

M3

4

4

M2

Y-movement X-movement

M4
A

Rotation

REV A: RSZ

STRUERS A/SPederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Denm ark

103

Accutom - 10/100, Safety circuit
SiiizeCAGE CodeDWG NO

A1
Tuesday,,, Febrrruarrry 05,,, 2019
5

4

3

2

Scallle

RSZ
1

Rev

A

16173101
Sheettt

4

offf

4

1

2

3

5

6

7

8

A

TO VACUUM PUMP

A

4

16171004 Accutom, DruckluftDiagramm

B

B

TO VACUUM HOLDER
C

C

D

D

Accutom

E

A
Revision

2019-01-10

Crea. dateyyyy-mm-dd

First version
Revision description
Material:

Scale:

1:1

F

1

2

3

4

Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup/Copenhagen
Denmark
Phone:+45 44 600 800
Fax: +45 44 600 804

ID:

Description:

16171004 - Air diagram

RMA

2019-01-10

RSZ

Draw. Init

Appr. dateAppr. Init

Format:A3

yyyy-mm-dd

Tolerance: DS/ISO 2768Weight :
Rev:

A

g

1

A

2

3

5

4

6

7

8

A

16171003 Accutom,
Rohrleitungsplan

Cleaning pistol
Outlet back to reservoir

Cooling nozzles

Absorber

B

B

C

C

Pump
D

D

Accutom

Accutom chassis sink

Build in reservoir

Cooling medium

E

A
Revision

2018-11-20
Crea. dateyyyy-mm-dd

RMA
Revision description
Material:

Scale:

1:1

F

1

2

3

4

Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup/Copenhagen
Denmark
Phone:+45 44 600 800
Fax: +45 44 600 804

ID:Draw. Init

Description:

16171003 Water diagram

Format:A3

2019-03-26
Appr. dateyyyy-mm-dd

RSZ
Appr. Init

Tolerance: DS/ISO 2768Weight :
Rev:

A

g

105

Accutom-100
Betriebsanleitung

6. Vorschriften und Normen
Hinweis der US-Kommission
für Kommunikation (FCC)

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht gemäß
Abschnitt 15 der Beschränkungen und Vorschriften der FCC
den Anforderungen für Geräte der Klasse A. Diese Beschränkungensind so ausgelegt, dass bei Einsatz des Gerätes unter kommerziellen
Bedingungen hinreichend Schutz gegen schädliche Einwirkung
besteht. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt hochfrequente
Energien aus, die zu schädlichen Wechselwirkungen mit dem
Funkverkehr führen können, sofern das Gerät nicht gemäß
den Vorschriften der Betriebsanleitung aufgestellt und betrieben wird.
Der Betrieb dieses Gerätes im Wohnbereich verursacht
wahrscheinlich schädliche Einflüsse, wobei in einer solchen Situation
der Benutzer diese Einflüsse auf eigene Kosten korrigieren muss.
Gemäß Abschnitt 15.21 der FCC-Vorschriften können jeglicheÄnderungen und Modifizierungen dieses Produktes, sofern diesenicht ausdrücklich von Struers autorisiert wurden, schädliche
Funkstörungen verursachen und entziehen dem Benutzer
die Betriebserlaubnis für das Gerät.

EN ISO 13849-1:2015

Die sicherheitsrelevanten Teile der Steuerung (SRP/CS) wurden
gemäß EN 13849-1:2015 und EN 60204-1:2006 geprüft.
Alle SRP/CS dürfen höchstens 20 Jahren lang benutzt werden.
Danach müssen alle Komponenten ausgetauscht werden.

106

Accutom-100
Betriebsanleitung

7. Technische Daten
MerkmalSpezifikationen

Probenhalter, Rotation und Oszillation

Ja

Automatische Rotation
des Probenhalters

Ja

Motordrehzahl

300–5000 U/min
Einstellbar in Schritten von 50 U/min

Schleifen – Vorschubgeschwindigkeit:

0,5–7,5 mm/s
Einstellbar in Schritten von 0,5 mm/s

Trennen – Vorschubgeschwindigkeit:

0,005–3 mm/s
Einstellbar in Schritten von 0,005 mm/s

Positioniergeschwindigkeit

Y= 13 mm/s
X= 10 mm/s

Positionierbereich

X-Richtung: 60 mm (Präzision 0,005 mm) YRichtung: 110 mm (Präzision 0,1 mm)

Gerätespezifikationen
Trennkapazität
TrennscheibeØ 75 mm–150 mm(3–6 Zoll)
Aufnahme: 12,7 mm

Länge der abgetrennten Probe

40 mm/195 mm (1,6 Zoll/7,7 Zoll)bei Ø 25 mm

Länge des einzuspannenden
Werkstücks:250 mm (9,8 Zoll).

Breite und Höhe des Werkstücks:50 x 130 mm (2 Zoll x 5,1 Zoll)

Querschnitt des Werkstücks:54 mm (2,1 Zoll) ohne Rotation/
108 mm (4,2 Zoll) mit Rotation

Schleifkapazität
Topfscheibe:

Ø 100 mm–150 mm (4–6 Zoll)
Aufnahme: 12,7 mm

Probe:

95 x 95 mm (3,7 Zoll x 3,7 Zoll)

Software und Elektronik
Bedienelemente

Touchpad und Dreh-/Druckknopf

Speicher

FLASH-ROM/RAM/NV-RAM

LC-Display

TFT-Farbbildschirm, 320 x 240 Pixel, LEDHintergrundbeleuchtung

107

Accutom-100
Betriebsanleitung

MerkmalSpezifikationen

Betriebsumgebung
Geräuschpegel 6

A-bewerteter Emissionsschalldruckpegel
an den Arbeitsplätzen.
LpA = 67 dB(A) (Messwert)
Unsicherheit K = 4 dB(A)Die Messungen wurden gemäß EN ISO 11202
durchgeführt.

Umgebungstemperatur

5–40 °C/41–104 °F

Feuchtigkeit während des Betriebs

35–85 % relative Feuchtigkeit, nicht
kondensierend

Lagertemperatur-25–55 °C/-13– 113 °F

Feuchtigkeit während der Lagerung< 85 % RF, nicht kondensierend

EU-Richtlinien

Siehe Konformitätserklärung

Umlaufkühleinheit
Inhalt4,75 l (1¼ Gallonen)

Durchfluss

1,6 l/min (0,4 Gallonen/min)

Stromversorgung
Spannung/Frequenz

200–240 V/50–60 Hz

Netzanschlusseinphasig (N+L1+PE) oder zweiphasig(L1+L2+PE)
Die elektrische Installation mussder "Installationskategorie II" genügen.

Nennleistung

1080 W

Leerlaufleistung

45 W

Stromaufnahme, nom.

4,5 A

Stromaufnahme, max.

9,1 A

Strom, größte Last

1,45 A

6

108

Geräuschpegel: die angegebenen Zahlen geben die Emissions-Schalldruckpegel wieder
und stellen nicht zwangsläufig eine sichere Arbeitsumgebung dar. Es besteht zwar
ein Zusammenhang zwischen Emissionspegel und Expositionspegel, dieser stellt jedochkeinen zuverlässigen Hinweis dafür dar, dass weitere Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Zu
Faktoren, die den tatsächlichen Expositionspegel von Beschäftigten beeinflussen, gehören
Eigenschaften des Arbeitsraums und andere Lärmquellen, d. h. die Anzahl an weiteren
Geräten und anderen in der Nähe durchgeführten Verfahren, sowie die Dauer, die ein Bediener
Lärm ausgesetzt ist. Außerdem können die zulässigen Höchstwerte von Land zu Land
unterschiedlich sein. Mithilfe dieser Angaben kann der Benutzer jedoch ein Risikound eine mögliche Gefährdung besser beurteilen.

Accutom-100
Betriebsanleitung

MerkmalEU-Richtlinien
Kategorien des Sicherheitskreises
Schutzschaltersystem der Haube
Schutzabdeckung
Zwei-Hand-Schaltung
Not-AusSpezifikationen
Siehe Konformitätserklärung
EN 60204-1, Stopp-Kategorie 0
EN ISO 13849-1, Art.- 3, PL d
EN 60204-1, Stopp-Kategorie 0
EN ISO 13849-1, Art.- 3, PL b
EN 60204-1, Stopp-Kategorie 0
EN ISO 13849-1, Art.- 3, PL d
EN 60204-1, Stopp-Kategorie 0
EN ISO 13849-1, Art.- 1, PL c

Unbeabsichtigtes Einschalten
des Flüssigkeitssystem

EN ISO 13849-1, Art.- 3, PL b

Drehzahlüberwachung –Konsolenbewegung
von Trennscheibe/Topfscheibe

EN 60204-1, Stopp-Kategorie 0
EN ISO 13849-1, Art.- 3, PL dDrehzahlüberwachung,
Trennscheibe/Topfscheibe

EN ISO 13849-1, Art.- 3, PL dAbzug

Ø 50 mm/2 Zoll
Mindestkapazität: 30 m3/h bzw. 1.060 ft3/h
bei 0 mm/0 Zoll Wassersäule.

AbmessungenHöhe

44 cm (17,3 Zoll) mit geschlossener
Schutzabdeckung
106,5 cm (42 Zoll) mit offener Schutzabdeckung

Breite65 cm (25 Zoll).

Tiefe

71 cm (28 Zoll)
78 cm (30,9 Zoll) mit Stecker

Gewicht

68 kg

109

Accutom-100
Betriebsanleitung

Anhang:110

PIC-Nr.: 16177037
Überarbeitung C
Freigabedatum: 2021.01.15

Accutom-10/-100,
Checkliste vor der Installation
Lesen Sie die Installationsanweisungen in der Betriebsanleitungvor der Installation des Geräts sorgfältig durch.
Erforderlich für die Installation− Kran und 2 Hebegurte 7− Schraubendreher/Einsatz: TX30

, PH2

und H4

Erforderliches Zubehör und Verbrauchsmaterialien(gesondert zu bestellen)(Einzelheiten bezüglichen der angebotenen Auswahl finden Siein der Accutom Broschüre und dem Verbrauchsmaterialkatalog
von Struers.
Empfohlen
Absaugsystem: 30 m3/h bzw. 1.060 ft3/h bei 0 mm/0 Zoll Wassersäule

Packmaße und Gewichte

Accutom-10

HT

Accutom-100

H

88 cm / 34.6 Zoll

B

92 cm / 36 Zoll

T

92 cm / 36 Zoll

Gewicht

103 kg / 227 lbs

106 kg / 234 lbs

B

7

111

Der Kran und die Hebegurte müssen für mindestens das doppelte
Gewicht zugelassen sein.

Accutom-10/-100,
Checkliste vor der Installation

Auspacken
 Öffnen und entfernen Sie
die Seiten und den Deckel
der Transportkiste vorsichtig.
 Entfernen Sie die Transportwinkel,
mit denen das Gerät an
die Palette angeschraubt ist.

Standort
Die Maschine muss in der Nähe der Stromversorgung aufgestellt
werden.
Das Gerät ist für einen Standort auf einem festen, stabilen Arbeitstisch
mit horizontaler Arbeitsfläche vorgesehen.
Sorgen Sie dafür, dass der Arbeitsbereich ausreichend beleuchtet ist.
Vermeiden Sie, dass der Bediener durch Lichtquellen in seinem
Blickfeld direkt oder indirekt (Reflexionen von Lichtquellen) geblendet
wird.
Empfohlene Abmessungen:
Höhe Empfohlen 80 cm/31,5 Zoll
Breite: min. 70 cm/27,6 Zoll
Tiefe: min. 80 cm/31,5 Zoll

H
T
B

TIPP:
Ein spezieller Untertisch für Struers Tischgeräte ist als Zubehör
erhältlich, Art.- Nr. 06266101.
Empfohlener Platzbedarf

Um dem Servicetechniker die Arbeit zu erleichtern, sollte ausreichend
Platz um das Gerät herum sein.

Vorderseite:

Empfohlener Platzbedarf an der Vorderseite: 100 cm/40 Zoll

Rückseite:

Die Maschine kann an einer Wand aufgestellt werden.
 Achten Sie darauf, dass hinter dem Tisch genügend Platz
zum vollständigen Öffnen der Maschine vorhanden ist(siehe Abbildung).
 Achten Sie darauf, dass hinter dem Gerät etwa 15 cm/5,9 Zoll
für den Schlauch des Absaugsystems vorhanden sind.
112

Accutom-10/-100,
Checkliste vor der Installation

AbmessungenVorderseite

Seitenansicht

Schwerpunkt

113

Accutom-10/-100,
Checkliste vor der Installation

AnhebenHINWEIS:
Heben Sie Accutom nicht an dem hellgrauen Maschinenkörper an.
Entfernen Sie vor dem Anheben von Accutom den Tank
der Umlaufkühleinheit. Heben Sie das Gerät immer von unten an.

Mit Kran

Um das Gerät von der Transportpalette abzuheben, sind ein Kranund 2 Hebegurte erforderlich.
Es wird die Verwendung eines Hubbalkens empfohlen, sodass die
beiden Gurte unterhalb des Hebepunktes gespreizt werden.
 Entfernen Sie den Tank der Umlaufkühleinheit.
 Führen Sie die beiden Hebegurte unter Accutom durch.
Platzieren Sie die Gurte unter dem Accutom so, dass sie innerhalb
der Füße zu liegen kommen. Siehe Zeichnung.

 Heben Sie Accutom auf den Tisch.
 Heben Sie die Vorderseite von Accutom an, und schieben Sie esvorsichtig auf seinen Platz

114

Accutom-10/-100,
Checkliste vor der Installation

Stromversorgung
Steckdose

Die Steckdose muss einfach zu erreichen sein und sollte sich 0,6-1,9 m(2½ Zoll–6 Fuß) über dem Boden befinden.
Eine maximale Höhe von 1,7 m (5 Fuß 6 Zoll) wird empfohlen.
Das Gerät wird mit zwei Netzkabeln geliefert (Länge 2,5 m/8,2 Fuß).
Für die einphasige Stromversorgung wird der 2-polige Stecker (SchukoStecker) verwendet.
Falls der Stecker am mitgelieferten Kabel nicht in Ihrem Land zulässig
sein sollte, muss dieser durch einen zugelassenen Stecker ersetzt
werden.
Für die zweiphasige Stromversorgung wird der 3-polige Stecker(Nord Amerik. NEMA-Stecker 6-15P) verwendet.

Elektrische Daten

Falls der Stecker am mitgelieferten Kabel nicht in Ihrem Land zulässig
sein sollte, muss dieser durch einen zugelassenen Stecker ersetzt
werden.

Accutom-10/100
Spannung/Frequenz

Nennleistung

200-240 V / 50-60 Hz
einphasig (N+L1+PE) oderzweiphasig (L1+L2+PE)
Die elektrische Installation mussder "Installationskategorie II" genügen.
1080 W

Leerlaufleistung

45 W

Stromaufnahme, nom.

4.5 A

Stromaufnahme, max.

9.1 A

Strom, größte Last

1.45 A

Netzanschluss

115

Accutom-10/-100,
Checkliste vor der Installation

Sicherheitsfunktionen
Kategorien des Sicherheitskreises
Konstruiert in Übereinstimmung mit mindestens

116

Schutzschaltersystem
der Haube

EN 60204-1, Stopp-Kategorie 0
EN ISO 13849-1, Art.- 3, PL d

Schutzabdeckung

EN 60204-1, Stopp-Kategorie 0
EN ISO 13849-1, Art.- 3, PL b

Zwei-Hand-Schaltung

EN 60204-1, Stopp-Kategorie 0
EN ISO 13849-1, Art.- 3, PL d

Not-AusEN 60204-1, Stopp-Kategorie 0
EN ISO 13849-1, Art.- 1, PL c

Unbeabsichtigtes Einschalten
des Flüssigkeitssystem

EN ISO 13849-1, Art.- 3, PL b

Drehzahlüberwachung –Konsolenbewegung
von Trennscheibe/Topfscheibe

EN60204-1, Stopp-Kategorie 0
EN ISO 13849-1, Art.- 3, PL dDrehzahlüberwachung,
Trennscheibe/Topfscheibe.

EN ISO 13849-1, Art.- 3, PL d

Schutzschaltersystem
der Haube

EN 60204-1, Stopp-Kategorie 0
EN ISO 13849-1, Art.- 3, PL dAccutom-10/-100,
Checkliste vor der Installation

Wasserversorgung Erforderlich Option

Kühlwasser wird durch den eingebauten Tank
(Kapazität: 4,75 l/1,25 Gallonen) bereitgestellt. Als Zubehör ist
ein Anschluss-Kit für eine externe Umlaufkühleinheit erhältlich.

Wasserablauf, Abfluss Erforderlich Option

Die Maschine wird mit einem kleinen Ablaufschlauch geliefert, über den
das Kühlwasser in die Umlaufkühleinheit fließt.

Druckluft

 Erforderlich Option

Nicht erforderlich.

Abzug

 Erforderlich Option

Empfohlen:
Mindestkapazität: 30 m3/h bzw. 1,060 ft3/h bei 0 mm/0 Zoll Wassersäule.
Abluftanschluss:
Die Maschine wird mit einem Schlauch für die Absauganlage geliefert,
der eine Länge von 1,5 m/4,9 Fuß und einen Durchmesser von 50 mm/2
Zoll aufweist.

50 mm(etwa. 2")

Vakuumpumpe Erforderlich Option

Accutom-100 kann zusammen mit einem Vakuumprobenhalter
verwendet werden, dann ist der Anschluss einer Vakuumpumpe an
das Gerät erforderlich.
Die Vakuumpumpe muss einen Unterdruck von mindestens 900 mbar
erzeugen können.

117Accutom-10/-100,
Checkliste vor der Installation

Umgebungsbedingungen5 - 40 °C
41 - 104 °F< 85 % RH nicht kondensierend

Zubehör und Verbrauchsmaterialien
Einzelheiten bezüglichen der angebotenen Auswahl finden Siein der Accutom Broschüre und dem Verbrauchsmaterialkatalog
von Struers.
Verbrauchsmaterialien

118

Es wird die Verwendung von Verbrauchsmaterialien von Struers
empfohlen.
Andere Produkte (z. B. Kühlmittel) können aggressive Lösungsmittel
enthalten, die beispielsweise die Gummidichtungen zerstören können.
Die Garantie deckt u. U. keine beschädigten Geräteteile(wie Dichtungen und Schläuche) ab, wenn eine solche Beschädigung
direkt auf die Verwendung von Verbrauchsmaterialien zurückgeführt
werden kann, die nicht von Struers stammen.

Declaration of Conformity'RF
16177901 F

EU / UE / EL / EC / EE / ES / EÚ / AB
Manufacturerɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥ9êUREFH3URGXFHQW+HUVWHOOHUȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ)DEULFDQWH7RRWMD
9DOPLVWDMD)DEULFDQW3URL]YRÿDþ*\iUWy)DEEULFDQWH*DPLQWRMDV5DåRWƗMV)DEULNDQW3URGXFHQW)DEULFDQWH3URGXFăWRUXO9êUREFD3URL]YDMDOHF7LOOYHUNDUH䋙༢‫ݳ‬제조사3URGXVHQW
ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶøPDODWoÕࡦ䙐୶

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Denmark

9DDWLPXVWHQPXNDLVXXVYDNXXWXV'pFODUDWLRQGHFRQIRUPLWp,]MDYDRVXNODGQRVWL
0HJIHOHOĘVpJLQ\LODWNR]DW'LFKLDUD]LRQHGLFRQIRUPLWj$WLWLNWLHVGHNODUDFLMD$WELOVWƯEDVGHNODUƗFLMD

Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹɡɚɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
3URKOiãHQtRVKRGČ
2YHUHQVVWHPPHOVHVHUNO ULQJ
.RQIRUPLWlWVHUNOlUXQJǻȒȜȦıȘıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ
'HFODUDFLyQGHFRQIRUPLGDG
9DVWDYXVGHNODUDWVLRRQName / ɂɦɟ1i]HY1DYQ1DPHǵȞȠȝĮ1RPEUH1LPHWXV1LPL1RP1D]LY1pY1RPH3DYDGLQLPDV1RVDXNXPV
1DDP1D]ZD1RPH'HQXPLUHD1i]RY,PH1DPQ਽ࡽ / 제품명ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ$GÕ਽〠9HUNODULQJYDQRYHUHHQVWHPPLQJ'HNODUDFMD]JRGQRĞFL
'HFODUDomRGHFRQIRUPLGDGH'HFODUDʕLHGHFRQIRUPLWDWH
9\KOiVHQLHR]KRGH,]MDYDRVNODGQRVWL,QW\JRP|YHUHQVVWlPPHOVH䚙ਸᇓ䀰ᴨ적합성 선언서
6DPVYDUVHUNO ULQJɁɚɹɜɥɟɧɢɟɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
8\JXQOXN%H\DQÕㅖਸᙗ༠᰾

Accutom-100

Model / Ɇɨɞɟɥ0RGHO0RGHO0RGHOOȂȠȞĲȑȜȠ0RGHOR0XGHO0DOOL0RGqOH0RGHO0RGHOO0RGHOOR0RGHOLV0RGHOLV Accutom-100
0RGHO0RGHO0RGHOR0RGHOXO0RGHO0RGHO0RGHOOɪɏɳ / 모델0RGHOOɆɨɞɟɥɶ0RGHOරਧ
Function / Ɏɭɧɤɰɢɹ)XQNFH)XQNWLRQ)XQNWLRQȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ)XQFLyQ)XQNWVLRRQ7RLPLQWR)RQFWLRQ)XQNFLMD)XQNFLy)XQ]LRQH)XQNFLMD)XQNFLMD)XQFWLH)XQNFMD)XQomR)XQFʕLD)XQNFLD)XQNFLMD)XQNWLRQ₏㜭 / 기능)XQNVMRQ
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ)RQNVL\RQ࣏㜭Precision Cut-off Machine/Grinding MachineType / Ɍɢɩ7\S7\SH7\SȉȪʌȠȢ7LSR7S7\\SSL7\SH7LS7tSXV7LSR7LSDV7LSV7\SH7\S7LSR7LSXO7\S
7LS7\Sぞ于 / 유형7\SHɌɢɩ7U㊫ර

06176227

Serial no. / ɋɟɪɢɟɧɧɨɦɟɪ9êUREQtþtVOR6HULHQXPPHU6HULHQQXPPHUȈİȚȡȚĮțȩȢĮȡȚșȝȩȢ1GHVHULH6HHULDQXPEHU
6DUMDQUR1RGHVpULH6HULMVNLEURM6RUR]DWV]iP1VHULDOH6HULMRV1U6ƝULMDV1U6HULHQU1XPHUVHU\MQ\1GHVpULH1UVHULH9êUREQpþ6HULMVNDãW6HULHQXPPHUȿɲȪɳ⮚ਧ / 일련번호6HULHQUɋɟɪɢɣɧɵɣɧɨɦɟɪ
6HULQRᒿࡇਧ

Module H, according to global approach

HQ We declare that the productmentioned is in conformity
with the following directives
and standards:
EJ Ⱦɟɤɥɚɪɢɪɚɦɟɱɟɩɨɫɨɱɟɧɢɹɬ
ɩɪɨɞɭɤɬɟɜɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɫɴɫɫɥɟɞɧɢɬɟɞɢɪɟɤɬɢɜɢɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ
FV 7tPWRSURKODãXMHPHåHXYHGHQêYêUREHNMHYVRXODGXVQiVOHGXMtFtPLVPČUQLFHPLDQRUPDPLGD 9LHUNO UHUKHUYHGDWGHW
Q YQWHSURGXNWHULRYHUHQVVWHPPHOVHPHGI¡OJHQGHGLUHNWLYHURJVWDQGDUGHU
GH :LUHUNOlUHQGDVVGDVJHQDQQWH
3URGXNWGHQIROJHQGHQ5LFKWOLQLHQ
XQG1RUPHQHQWVSULFKW

HO ǻȘȜȫȞȠȣȝİȩĲȚĲȠİȞȜȩȖȦʌȡȠȧȩȞİȓȞĮȚıȪȝĳȦȞȠȝİĲȚȢĮțȩȜȠȣșİȢȠįȘȖȓİȢțĮȚʌȡȩĲȣʌĮ
HV 'HFODUDPRVTXHHOSURGXFWRPHQFLRQDGRFXPSOHFRQODVVLJXLHQWHVGLUHFWLYDV\QRUPDWLYDV
HW .LQQLWDPHHWQLPHWDWXGWRRGHYDVWDEMlUJPLVWHOHGLUHNWLLYLGHOH
MDVWDQGDUGLWHOHÀ 9DNXXWDPPHHWWlPDLQXWWXWXRWH
RQVHXUDDYLHQGLUHNWLLYLHQMDVWDQGDUGLHQPXNDLQHQ
IU 1RXVGpFODURQVTXHOHSURGXLWPHQWLRQQpHVWFRQIRUPHDX[GLUHFWLYHVHWQRUPHVVXLYDQWHV
KU ,]MDYOMXMHPRGDMHVSRPHQXWLSURL]YRGVXNODGDQVOMHGHüLPGLUHNWLYDPDLVWDQGDUGLPD

KX .LMHOHQWMNKRJ\MHOHQ
WHUPpNPHJIHOHODN|YHWNH]Ę
LUiQ\HOYHNQHNpVV]DEYiQ\RNQDN
LW 'LFKLDULDPRFKHLOSURGRWWRFLWDWRqFRQIRUPHDLVHJXHQWLVWDQGDUG
HGLUHWWLYH
OW 3DUHLãNLDPHNDGQXURG\WDVJDPLQ\VDWLWLQNDãLDVGLUHNW\YDVLUVWDQGDUWXVOY 0ƝVDSVWLSULQƗPNDPLQƝWDLVSURGXNWVDWELOVWãƗGƗP
GLUHNWƯYƗPXQVWDQGDUWLHP
QO :LMYHUNODUHQGDWKHWYHUPHOGH
SURGXFWLQRYHUHHQVWHPPLQJLV
PHWGHYROJHQGHULFKWOLMQHQHQQRUPHQ
SO 2ĞZLDGF]DP\ĪHZ\PLHQLRQ\SURGXNWMHVW]JRGQ\]QDVWĊSXMąF\PLG\UHNW\ZDPLLQRUPDPLSW 'HFODUDPRVTXHRSURGXWRPHQFLRQDGRHVWiHPFRQIRUPLGDGHFRPDVVHJXLQWHVQRUPDVHGLUHWLYDV
UR 'HFODUăPFăSURGXVXOPHQʕLRQDW
HVWHvQFRQIRUPLWDWHFXXUPăWRDUHOHGLUHFWLYHʓLVWDQGDUGH
VN 9\KODVXMHPHåHXYHGHQêYêURERNMHYV~ODGHVWêPLWRVPHUQLFDPLDQRUPDPL
VO 3RWUMXMHPRGDMHRPHQMHQLL]GHOHNYVNODGX]QDVOHGQMLPLGLUHNWLYDPLLQVWDQGDUGLVY 9LLQW\JDUDWWGHQDQJLYQD
SURGXNWHQ|YHUHQVVWlPPHUPHG
I|OMDQGHGLUHNWLYRFKVWDQGDUGHUMD ᔺ⽮ȄǨȃᤷᇊ㼭૱ǡԕлȃᤷԔǟȝȈสⓆȀ
䚙ਸǮȠǨǽȧᇓ䀰ǬȓǮǄNR 해당 선언서 상의 제품은다음 지침 및 기준에 적합함을 선언합니다.
QR 9LHUNO UHUDWSURGXNWHQHVRPHUQHYQWHULVDPVYDUPHGI¡OJHQGHGLUHNWLYHURJVWDQGDUGHUUX ɇɚɫɬɨɹɳɢɦɡɚɹɜɥɹɟɦɱɬɨ
ɭɤɚɡɚɧɧɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɨɬɜɟɱɚɟɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɞɚɥɟɟɞɢɪɟɤɬɢɜɢɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ
WU %HOLUWLOHQUQQDúD÷ÕGDNLGLUHNWLÀHUHYHVWDQGDUWODUDX\JXQROGX÷XQXEH\DQHGHUL]
]K ᡁԜ⢩↔༠᰾к䘠ӗ૱ㅖਸԕлᤷԔ઼ḷ߶˖

2006/42/EC
Lorem
ipsum

EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012, EN ISO 13850:2015, EN ISO 13857:2017, EN ISO 16089:2015, EN 60204-1:2018

2014/30/EU
Lorem
ipsum

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-2:2005/Corr:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/A1-AC:2012

2011/65/EU
Lorem
ipsum

EN 63000:2018

2015/836

1907/2006/EU

Additional standards

NFPA 79:2021, FCC 47 CFR part 15 subpart B:2021$XWKRUL]HGWRFRPSLOHWHFKQLFDO¿OH
$XWKRUL]HGVLJQDWRU\'DWH'R&B&/.B+B
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Dänemark