Ficha técnica
testo 425

Termoanemómetro
testo 425 – Anemómetro digital dehilo caliente con conexión a App

Medición fácil, rápida y precisa de la velocidad y latemperatura del aire, además de cálculo del caudal, en el
conducto de ventilaciónm/s

Más flexibilidad en la medición en conductos gracias a lasonda telescópica conectada mediante cable fijo (hasta una

m3/hlongitud de 820 mm)
Configuración, vista gráfica, histórico de valores, 2ª pantalla y°C

memoria para datos en la App testo SmartCálculo de promedio por tiempo y por punto

Bluetooth 5.0+ App

Gran durabilidad gracias al diseño compacto y robusto

App testo Smart gratuita

Los sistemas de aire acondicionado y ventilación

encima de la cabeza o en conductos de gran diámetro.

ajustados de manera óptima son un factor decisivo para laTodos los cálculos relevantes, como el caudal volumétrico

climatización de los edificios y su incidencia en el medioo el promedio por tiempo y por punto se realizan

ambiente. En consecuencia, es importante utilizar laautomáticamente. Además, el instrumento de medición

tecnología de medición adecuada para garantizar que laaguanta muchas jornadas de trabajo gracias a su robustez

velocidad, la temperatura y el caudal de aire en el conducto

y su tamaño compacto.

de ventilación sean correctos.

La conexión a la App testo Smart en el móvil o la tablet

Para ello, el anemómetro térmico testo 425 es el medidor

le permiten ver y guardar los valores medidos, además

ideal. Su sonda telescópica conectada por cable se puedede poder hacer un informe y enviarlo desde el lugar de laextender hasta 820 mm, lo que facilita el trabajo por

medición.

www.testo.com

testo 425

Datos de pedido / datos técnicos / accesorios

Tipos de sensor

testo 425, anemómetro térmico con conexión a
App y sonda telescópica (máx. 820 mm), incluye
estuche de transporte, protocolo de calibracióny 3 pilas AA

Hilo caliente
Rango de medición

0 a 30 m/s

Exactitud ±1 dígito

±(0,03 m/s + 4% del v.m.) (0 a 20 m/s)±(0,5 m/s + 5% del v.m.) (20,01 a 30 m/s)

Resolución

0,01 m/s

NTC
Modelo 0563 0425

Rango de medición-20 a +70 °C

Exactitud ±1 dígito

±0,5 °C

Resolución

0,1 °C

1985 2243/cg/ITSA/11.2022

testo 425

La App testo Smart

Temperatura defuncionamiento

Instrumento: -20 a +50 °C
Sonda: -20 a +70 °C

Temperatura dealmacenamiento-20 a +50 °C

Tipo de pila

3 x AAAutonomía

35 hMedidas

Instrumento: 135 x 60 x 28 mm
Sonda: longitud 180 mm, Ø 7,5 mm
Longitud del cable: 1,5 m

Peso

268 g

Clase de protección

Instrumento: IP 40Sonda: IP20

Material carcasa

ABS + PC / TPE

Accesorios

Modelo• Facilidad y rapidez: menús de medición paramuchas aplicaciones que ayudan a configurar ymedir

Impresora Bluetooth® testo, incl. 1 rollode papel térmico, batería y fuente dealimentación

0554 0621• Presentación de las mediciones en formato detabla o de gráfica

Papel térmico para impresora (6 rollos),legible hasta 10 años

0554 0568• Creación de informes con fotos incluidas enformato PDF/CSV y envío por email desde elmismo lugar de la medición

Certificado de calibración trazable develocidad, anemómetro de hilo caliente yde molinete, tubo Pitot;
puntos de calibración 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0004

0520 0034

Descarga gratuita

Certificado de calibración trazable develocidad, anemómetro de hilo caliente yde molinete;
puntos de calibración 5, 10, 15, 20 m/s
Certificado de calibración trazable develocidad, anemómetro de hilo calientey de molinete, tubo Pitot; puntos decalibración 0,3; 0,5; 0,8; 1,5 m/s

0520 0024

para iOS y Android

Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial, C/ B, nº 208348 Cabrils (Barcelona)Tel: 937 539 520
Fax: 937 539 526
E-Mail: info@testo.es
Síganos en:

www.testo.com

Reservado el derecho a modificaciones, también de carácter técnico.

Datos técnicos generales