Anemómetro térmico
testo 425 – Anemómetro digital de fio
quente com ligação à aplicação

Medição simples, rápida e precisa do caudal e da temperatura
mais o cálculo do caudal volumétrico na conduta de ventilação
m/s

Maior flexibilidade para medições de condutas com a sonda
telescópica ligada por cabo (comprimento máximo de 820 mm)

m3/h

Configuração rápida na aplicação (conduta), histórico degráficos, segundo ecrã e memória de dados de medição no
testo Smart App°C

Cálculo do valor médio por tempo e ponto
Durabilidade graças ao design compacto com caixa robusta

Bluetooth 5.0+ App
testo Smart App
gratuita

Os sistemas de ar condicionado e ventilação devidamente

relevantes, tais como caudal volumétrico ou médias de tempo

ajustados são um fator decisivo para os edifícios modernos.

e pontos, são efetuados automaticamente pelo instrumento de

Assim, é importante utilizar a tecnologia de medição

medição particularmente robusto e compacto.

apropriada para assegurar que o caudal, a temperatura e ocaudal volumétrico na conduta de ventilação estejam corretos.

A propósito: A configuração do instrumento de medição,exibição e armazenamento dos valores medidos, bem como a

O anemómetro térmico testo 425 é o seu companheiro rápido,

documentação, são todos particularmente convenientes com

fácil e preciso. A sonda telescópica ligada por cabo pode sera testo Smart App. Isto também transforma o seu smartphoneaumentada até 820 mm, tornando mais fácil o trabalho por

num segundo ecrã.

cima ou em condutas de grande diâmetro. Todos os cálculos

www.testo.com

testo 425

Dados de encomenda/dados técnicos/acessórios

Tipo de sensor

testo 425, anemómetro de fio quente térmico
com ligação à aplicação e telescópio fixo (máx.
820 mm), inclui saco de transporte, protocolo decalibração e 3 pilhas AA

Anemómetro
Gama de medição

0 a 30 m/s

Exatidão ±1 dígito

±(1,0 °C + 4 % do v.m.) (0 a 20 m/s)±(1,0 °C + 5 % do v.m.) (20,01 a 30 m/s)

Resolução

0,01 m/s

1988 2244/cg/01.2023

testo 425

NTC
Referência 0563 0425

Gama de medição

-20 a +70 °C

Exatidão ± 1 dígito

± 0,5 °C

Resolução

0,1 °CA testo Smart App

Temperatura defuncionamento

Instrumento de medição: -20 a +50 °C
Sonda: -20 a +70 °C

Temperatura dearmazenamento-20 a +50 °C

Tipo de pilha

3 x AA

Autonomia

35 hDimensões

Instrumento de medição: 135 x 60 x 28 mm
Sonda: Comprimento 180 mm, Ø 7,5 mm
Comprimento do cabo 1,5 m

Peso

268 g

Classe de proteção

Instrumento de medição: IP 40
Sonda: IP20

Material da estrutura

ABS + PC / TPE

Acessórios

Referência

• Simples e rápida: Os menus de medição para
numerosas aplicações proporcionam um ótimo apoio
na configuração e realização da medição

Impressora testo Bluetooth®, inclui 1 rolode papel térmico, bateria recarregável e
unidade de alimentação

0554 0621• Apresentação gráfica clara das leituras, por exemplo,
como uma tabela, para uma rápida interpretação dos
resultados

Papel térmico sobressalente para
impressora (6 rolos), a documentação dos
dados de medição pode ser lida até 10
anos0554 0568

Certificado de calibração ISO para caudal,
anemómetro de fio quente/palheta, tubo
Pitot; pontos de calibração 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0004

Certificado de calibração ISO para caudal,
anemómetro de fio quente/palheta, tubo
Pitot; pontos de calibração 5; 10; 15; 20m/s

0520 0034

Certificado de calibração ISO de caudal,
fio quente, anemómetro de palhetas, tubo
Pitot, pontos de calibração 0,3; 0,5; 0,8;
1,5 m/s

0520 0024• Criar relatórios digitais de medição incluindo fotos
como ficheiros PDF/CSV no local e enviar via e-mailDownload gratuito
para Android e iOS

www.testo.com

Sujeito a alterações, incluindo modificações técnicas.

Dados técnicos gerais