de données
Fiche techniquetesto 425

Thermo-anémomètre
testo 425 – anémomètre numériqueà fil chaud avec connexion à l’AppMesure du flux, de la température et calcul du débit
volumique simples, rapides et précis dans le conduit d’air
m/sPlus de flexibilité lors des mesures dans les conduits avec
la sonde filaire télescopique (longueur maximale : 820 mm)

m3/h

Configuration rapide dans l’appli (canal), courbe graphique,deuxième écran et mémoire de données de mesure dansl’App testo Smart°C

Calcul des moyennes temporelles et multipoints
Longue durée de vie grâce à la conception compacte et auBluetooth 5.0+ Appboîtier robuste

App testo Smart àtélécharger gratuitement

Le réglage optimal des installations de climatisation etdiamètre. Tous les calculs importants comme le débitde ventilation est essentiel pour les bâtiments modernes.

volumique ou les moyennes temporelles et multipoints

Il importe donc de disposer d’appareils de mesuresont réalisés automatiquement par cet appareil de mesure

appropriés pour vérifier que le flux, la température et leparticulièrement robuste et compact.

débit volumique sont corrects dans le conduit d’air.
A propos : l’App testo Smart vous permet de réaliser deLe thermo-anémomètre testo 425 vous aide à le contrôler

manière très confortable la configuration de l’appareil dede manière rapide, simple et précise. La sonde télescopiquemesure, l’affichage et l’enregistrement des valeurs defilaire peut s’étirer jusqu’à 820 mm et facilite ainsi lemesure ainsi que la documentation. Cette App transforme

travail au-dessus de la tête ou dans les conduits de grandaussi votre Smartphone en deuxième écran.

www.testo.com

testo 425

Références / Données techniques / Accessoires

Types de capteurs

testo 425, thermo-anémomètre à fil chaud
avec connexion à l’App et télescope fixe
(max. 820 mm), sac de transport, protocoled’étalonnage et 3 piles AA

HéliceÉtendue de mesure

0,01 … 30 m/s

Précision : ±1 digit±(0,03 m/s + 4 % v.m.) (0,01 … 20 m/s)±(0,5 m/s + 5 % v.m.) (20,01 … 30 m/s)

Résolution

0,01 m/s

CTN
Réf. 0563 0425

Étendue de mesure-20 … +70 °C

Précision : ±1 digit±0,5 °C (1 ... 30 m/s)

Résolution

0,1 °C

1982 2244/TT/07.2023

testo 425

L’App testo Smart• Utilisation simple et rapide : les menus de mesure
pour de nombreuses applications offrent unsoutien optimal lors de la configuration et de laréalisation des mesures• Représentation graphique claire des valeurs demesure, p. ex. sous forme de tableau pour uneinterprétation rapide des résultats• Créer des protocoles de mesure numériques avec
des photos sous forme de fichier PDF / CSV surplace et les envoyer par e-mailTéléchargement gratuit
pour Android et iOS

Température deservice

Appareil de mesure : -20 … +50 °C
Sonde : -20 … +70 °C

Température destockage-20 … +50 °C

Type de pile

3 x AA

Durée de vie

35 hDimensions

Appareil de mesure : 135 x 60 x 28 mm
Sonde : Longueur : 180 mm, Ø 7,5 mm
Longueur du câble :1,5 m

Poids268 g

Indice de protection

Appareil de mesure : IP40
Sonde : IP20Matériau du boîtier

ABS + PC / TPE

Accessoires

Réf.

Imprimante testo Bluetooth®, avec 1
rouleau de papier thermique, batterie et
bloc d’alimentation

0554 0621

Papier thermique de rechange pourimprimante (6 rouleaux), documentation
des données de mesure à lisibilité longue
durée, jusqu’à 10 ans

0554 0568

Certificat d’étalonnage ISO écoulement ;anémomètre à fil chaud / hélice ; tubede Pitot ; points d’étalonnage : 1, 2, 5 et
10 m/s0520 0004

Certificat d’étalonnage ISO écoulement ;anémomètre à fil chaud / hélice ; tube dePitot ; points d’étalonnage : 5, 10, 15 et
20 m/s0520 0034

Certificat d’étalonnage ISO écoulement ;anémomètre à fil chaud / hélice ; pointsd’étalonnage : 0,3, 0,5, 0,8 et 1,5 m/s

0520 0024

www.testo.com

Sous réserve de modifications, même techniques.

Données techniques générales