GE
Measurement & Control

WeldScan
プローブ
鉄鋼，非鉄，及び鉄骨構造物の溶接検査

WeldScanプローブ
WeldScanはコーティングの有無を問わず、鉄鋼および非鉄溶接部表面の疲労亀裂を探傷する渦流技術です。又、その他の構造物にも適用することができ、造船，鉄道，及び土木業界で幅広く使用されています。WeldScanプローブは、凹凸のある溶接表面や熱影響部等による物質の変化を最小限にするために設計されています。WeldScanとはGEの商標名であり溶接表面探傷用に開発されたプローブです。

WeldScanの特長：

認証機関•	溶接表面検査手法としてMPI（磁気探傷）に代わる認証技

石油，化学およびガス業界の多くの認証機関では渦流探傷法を採術—多くの機関および検査手順トレーニングプロ—グラムの用し認証しています。Phasec3シリーズなどのインピーダンス表示認証を受けております。

器をもつ探傷器を使用することを推奨しています。それらの機関に•	この手法は検査員がロープアクセスを活用し足場の必要はありません。

はLloyds Register，Det Norsk Veritas，Bureau Veritas，PCN等があります。

•	作業の効率化—検査するためにコーティングを取り除くこと

WeldScan技術のトレーニングは世界各地の営利団体により行わなく、表面処理は殆ど必要ありません。（コーティング厚されており、PCN又はASNTプログラムを通じてNDT認証を受ける2mm以下）ことができます。

•	浸透探傷，及び磁粉探傷と違い、消耗品や化学物質は必要ありません。
•	超音波探傷のように接触媒質は必要ありません。
•	他の非破壊検査手法に代わるコスト効果の高い検査方式です。
•	渦流探傷は環境に優しい技術です！

渦流試験は、EN 1711:2000「複素平面分析による溶接部の渦電流検査」により標準化されました。
EN 1711:2000要領の一部として、溶接上のコーティング厚さを探傷前に評価する必要があります。即ち、溶接検査が適切な探傷感度で実施されていることを確認するためであります。その結果、単周波型渦流探傷器を用いて検査する場合は各々の検査を個別に行う必要があります。
1. 適切な標準比較方式プローブを用いてコーティング厚さの測定。
2. 適切なWeldScanプローブを用いて溶接部，及び熱影響部の表面探傷による検証。

1

単周波数の溶接検査（Phasec/Locator）

コーティング厚さ評価の設定

一般的な溶接検査手順（単周波型渦流探傷器）

パラメータ

設定値

事前検査モード

ノーマルシングル

コーティング厚さの査定: 溶接上にコーティング（ペイント）

周波数

10kHz

がある場合、探傷前にコーティング層の厚さを確認すること

プローブ

アブソルート（標準比較方式）

感度が十分でないと欠陥のような重要な信号を検出しない恐れ

ゲインX/Y

20dB/20dBがあります。この場合、ブロードバンドプローブ（ペイント評

フィルターHP/LP

DC/300Hz

価用プローブ）130P3，及び参照用テストブロック31A008を入力ゲインHigh用いて実施することができます。テストブロック31A008にはドライブ0が重要となります。コーティング厚さを考慮せず、装置の探傷0.5mm厚さのプラスチック製シムが4枚付属されています。こペイントプローブ基本設定の検査に設定する試験周波数は10kHzです。プローブの周波数帯域外となります。
ステ

操作ップ
1.

プローブを探傷器に接続して電源スイッチを入れます。

2.

上記のパラメータに探傷器を設定します。

3.

プローブを気中でバランスをとります。

4.

テストブロック（31A008）の人工傷，或いはエッジ部分を避けて、平面上（健全部）にプローブを配置し、その位相角が縦軸（Y）の＋方向に振れるように位相を回転させます。

5.

波形表示部において波高値が100%以上振れるよう(波形表示部内から外れる位)に感度上げます。

6.

プラスチック製シム×1枚（0.5mm）を介してブロック上にプローブを配置し、その波高値が約80%振れるように感度調整します。

7.

更に、もう一枚のシム×2枚（1.0mm）を重ね、プローブを配置して波高値を確認します。

8.

同じ要領で、シムを3枚，4枚と重ね波高値を確認します。
（シムの枚数を増すことで波高値は減衰します）

9.

この状態で、探傷するエリアのコーティング上にプローブを配置し波高値を確認します。

10.

1枚から4枚のプラスチックシムを順に重ねて確認した波高値と探傷するエリアのコーティング上からの波高値を対比してコーティング厚さを評価します。

ブロードバンドプローブ130P3 (ペイントプローブ)

溶接検査基準片31A008

メタル表面上—シム無
シム1枚 ＝ 0.5mm (0.020")
シム2枚 ＝ 1.0mm (0.039")
シム3枚 ＝ 1.5mm (0.059")
シム4枚 ＝ 2.0mm (0.079")
プラスチック各枚数を介しての波高値を10°づつ位相を回転させ表示させた残像波形です。

シムを介して得られたリフトオフ信号
2一般的なプローブの操作方法

溶接表面探傷の設定
コーティング厚さを確認してから、溶接表面探傷用に装置を設定する必要があります。
パラメータ

設定値

モード

ノーマルシングル

周波数100kHz

プローブ

ブリッジ（自己比較方式）

ゲインX/Y

50dB/50dB

フィルターHP/LP

DC/300Hz

入力ゲインHigh

ドライブ+8以下の図は、溶接ビード，止端部，および熱影響部（HAZ）の一般的なプローブの走査方法を示しています。

溶接検査の基本設定
溶接ビード上の走査方法

ステ操作

ップ
1.

探傷器にWeldScanプローブを接続して電源スイッチを入れます。

2.

上記のパラメータに探傷器を設定します。或いは、探傷器メニューのRecallから「WeldScan Fe.」を呼び出します。

3.

探傷エリアのコーティング厚さに相当するシムの枚数をテストブロック上に載せ、テストブロックの健全部においてバランスをとります。

4.

プローブをテストブロック上に加工された1.0mm深さの人工欠陥上を走査し、信号の振幅量，及び位相角を確認します。

5.

1.0mm深さの人工欠陥から得られる信号の位相角を縦軸（Y）上の垂直に振れるように位相を回転させます。又、その波高値が波形表示部において100%になるように感度調整します。

6.

溶接線に従ってプローブを走査して検査を実施します。

溶接止端部，熱影響部の走査方法

1mm深さの人工欠陥から得られる
波高値100%

バランスポイント（原点）
座標なし

1.0mm深さの人工欠陥から得られる振幅32周波型渦流探傷器による溶接検査（Phasec2d／3d）

ステップ

単周波型探傷器と比較して2周波型探傷器の利点
単周波型探傷器と比べて、2周波型探傷器を使用した場合は溶接検査と同時にコーティング厚さをモニターリングできる利点

1.

WeldScanプローブを2周波型渦流探傷器に接続し電源スイッチを入れます。

2.

メインメニューから、モードでノーマルデュアル，VIEWでF1:F2，又バランスでSplitを選択します。
（Splitは、左側のバランスボタンでF1，右側のバランスボタンでF2に割り当てます）

3.

上記のパラメータに探傷器を設定します。或いは、探傷器メニューのRecallから「WeldScan Dual Fe.」を呼び出します。
（ご注意: 位相，感度，バランス位置の調整が必要な場合があります）

4.

コーティング厚さを確認するために、テストブロック（31A008）の人工傷，或いはエッジ部分を避けて、平面上（健全部）にシムなしでプローブを配置しバランスをとります。

5.

最大厚さシム×4枚重ねてプローブを配置した波高値を表示波形のフルスケールで95%になるように感度調整します。

6.

シムを1枚を外し、シム×3枚重ねでプローブを配置した波高値を確認します。

7.

シム×2枚重ね，又シム1枚上とリフトオフ信号を確認します。

8.

コーティング厚さを確認後に、相当するシム枚数を重ねてプローブを健全部に配置してF1，およびF2のバランスをとります。

9.

プローブを1.0mm深さの人工傷上を走査し、振幅の波高値，および位相を確認します。

10.

1.0mm深さの人工欠陥から得られる信号の位相角を縦軸（Y）上の垂直に振れるように位相を回転させます。又、その波高値が波形表示部において100%になるように感度調整します。

があります。コーティング厚さの変化に従って探傷感度を調整することができ、WeldScanプローブと探傷器を接続しコーティング厚さと溶接検査を同時に行いプローブを交換する必要がありません。
• 検査時間の効率化。
• コーティング厚さの変化は探傷時に確認することができるので、必要に応じて探傷感度を調整し安定した検査が維持できます。
• WeldScanプローブのみ接続するだけです。
2周波モードによる溶接検査の設定
F1（チャンネル）

F2（チャンネル）

パラメータ

設定値

パラメータ

設定値

周波数100kHz

周波数10 kHz

プローブ

ブリッジ

プローブ

アブソルート(自己比較方式)

操作(標準比較方式)

ゲインX/Y

50dB/50dB

ゲインX/Y

53dB/53dB

フィルター
HP/LP

DC/300Hz

フィルター
HP/LP

DC/300Hz

入力ゲイン

High

入力ゲイン

High

デュアルモードの基本設定

F1は溶接表面探傷用チャンネル
F2はコーティング厚さ用チャンネル4シム4枚 ＝ 2.0mm（0.079"）
シム3枚 ＝ 1.5mm（0.059"）
シム2枚 ＝ 1.0mm（0.039"）
シム1枚 ＝ 0.5mm（0.020"）
メタル表面上—シム無

コーティング厚さ評価

メタル上からの1mm深さ人口欠陥の振幅100%
シム1枚介して1mm深さ人口欠陥の振幅95%
シム2枚介して1mm深さ人口欠陥の振幅60%
シム2枚 ＝ 1.0mm（0.039"）
シム1枚 ＝ 0.5mm（0.020"）
メタル表面上—シム無
1. プラスチック各枚数を介しての波高値を10°づつ位相を回転させ表示させた残像波形です。
2. 1.0mm深さの人工傷上でプローブを走査しています。

コーティング厚さと信号振幅の変化

プローブ

先端径

全長

先端からハンドルまでの長さ

ドロップ

632-267-008

0.219インチ (5.563 mm)

2.5インチ (63.5 mm)

0.50インチ (12.7 mm)

該当なし

632-266-008

0.375インチ (9.525 mm)

2.5インチ (63.5 mm)

0.50インチ (12.7 mm)

該当なし

632-265-009

0.625インチ (15.875 mm)

2.5インチ (63.5 mm)

該当なし

該当なし

632-266-108

0.375インチ (9.525 mm)

1.5インチ (38.1 mm)

該当なし

0.250インチ (6.35 mm)

5WeldScanプローブ
Phasec 1.1コネクター

Locator 2 & 2s

Phasec 2200

Zetec

Staveley

Mini Phasec

D-62

NortecQuickCheck

Phasec 2 & 3Rohmann

脱着式プ
ローブ

脱着式プ
ローブ

*ケーブルが必要*ケーブルが必要

3P Fischer

6P Jaeger

7P Lemo

12P Lemo

4P Amphenol

8P Burndy

4P Lemo632-267-008

プローブの詳細ストレートプローブ

周波数

ケーブル長

7/32インチストレート(5.556 mm)

450kHz2.5MHz

6フィート(1.83 m)

632-267-000

632-267-015

632-267-002

632-267-004

632-267-006

12フィート(3.66 m)632-267-010

632-267-025

632-267-012

632-267-014

632-267-016

6フィート(1.83 m)632-266-000

632-266-015

632-266-002

632-266-004

632-266-006

12フィート(3.66 m)632-266-010

632-266-025

632-266-012

632-266-014

632-266-016

6フィート(1.83 m)632-265-000

632-265-015

632-265-002

632-265-004

632-265-006

12フィート(3.66 m)632-265-010

632-265-025

632-265-012

632-265-014

632-265-016

6フィート(1.83 m)632-267-100

632-267-115

632-267-102

632-267-104

632-267-106

12フィート(3.66 m)632-267-110

632-267-125

632-267-112

632-267-114

632-267-116

6フィート(1.83 m)632-266-100

632-266-115

632-266-102

632-266-104

632-266-106

12フィート(3.66 m)632-266-110

632-266-125

632-266-112

632-266-114

632-266-116

6フィート(1.83 m)632-265-102

632-265-104

12フィート(3.66 m)632-265-112

6フィート(1.83 m)632-265-202

12フィート(3.66 m)632-265-212

3/8インチストレート(9.525 mm)

60kHz1.2MHz

5/8インチストレート(15.875 mm)

60kHz700kHz

632-266-008

632-265-009

90°アングルプローブ
7/32インチ、インライン(5.556 mm)
1/4インチドロップ (6.35 mm)

450kHz2.5MHz

3/8インチ、インライン(9.525 mm)
1/4インチドロップ (6.35 mm)

60kHz1.2MHz

5/8インチインライン(15.875 mm)
1/4インチドロップ (6.35 mm)

60kHz700kHz

5/8インチ90° (15.875 mm)
1/4インチドロップ (6.35 mm)

60kHz700kHz

632-267-108

632-267-208

632-266-108

耐摩耗ストレートプローブ
3/8インチHighwear(セラミック先端) (9.525 mm)

60kHz1.2MHz

5/8インチHighwear(セラミック先端) (15.875 mm)

60kHz700kHz

5/8インチHighwear(SST) (15.875 mm)

60kHz700kHz

高温用

425°F (220°C)

632-266-011
6フィート(1.83 m)

632-265-001

632-265-013

632-265-003

632-265-005

632-265-007

632-265-011
632-265-018

連続使用

5/8" 直線ハンドル長6インチ(15.875 mm / 152.4 mm)

60kHz700kHz

632-265-008

追加情報
Hocking同等のLewistown製一体型ケーブル
ホッキング
部品番号
800P04MB1P
800P01MD1Pから

Lewistown
部品番号632-265-002
632-266-002

使用できる着脱式プローブ用ケーブル
部品番号

長さ

ホッキング

Steeb

Lewistown

フィートメートル

40A700A074022074-140-022

4.9

1.5ケーブル，1.5m 長，Differential，Lemo 12ピン-Lemo 4ピン

詳細

40A701

A140023074-140-023

123.7ケーブル，3.7m 長，Differential，Lemo 12ピン-Lemo 4ピン

40A702

A010121640-010-121

103ケーブル，3m 長，Differential，Lemo 12ピン-Lemo 4ピン，保護被覆40A703

A010196640-010-196

82.4ケーブル，2.4m 長，Differential，Lemo 12ピン-Lemo 4ピン

40A704

A010235

640-010-235

3310ケーブル，10m 長さ，Differential，Lemo 12ピン-Lemo 4ピン，耐水性

40A705

A010241

640-010-241

5015.2ケーブル，15m 長，Differential，Lemo 12ピン-Lemo 4ピン

40A706

A010242640-010-242

10030.5ケーブル，30.5m 長，Differential，Lemo 12ピン-Lemo 4ピン

40A707

A010266

640-010-266

123.7ケーブル，3.7m 長，Differential，Lemo 12ピン-90°Lemo 4ピン

40A708

A010277

640-010-277

206.1ケーブル，6m 長，Differential，Lemo 12ピン-Lemo 4ピン，保護被覆6主な地域オフィス
地域の連絡先情報は、当社ウェブサイト：www.geinspectiontechnologies.comを参照して下さい。

南北アメリカ

アジアおよび中近東

合衆国

シンガポール50 Industrial Park Road

31 Kaki Bukit Road 3

Lewistown, PA 17044#04-09/11 Techlink+1 866 243 2638 (フリーダイヤル)

Singapore 417818+1 717 242 0327

+65 6213 5500

ブラジル

中国

Av. Maria Coelho de Aguiar, 215

5F, Building 1, No.1 Huatuo Road,Building C, 6th floor

Zhangjiang High-Tech Park,São Paulo, SP 05804-900

Shanghai 201203+55 11 3614 1840

+86 800 915 9966 (フリーダイヤル)ヨーロッパ+86 (0) 21-3877 7888

ドイツ

アラブ首長国連邦

Robert Bosch Strasse 3

11th Floor, City Tower 250354 Huerth

P.O. Box 11549+49 2233 6010

Sheikh Zayed Roadハンガリー
East Gate Business Park, Building F2Dubai+971 43131234

Fót 2151

インド

Hungary

Technosoft Knowledge Gateway+36 27 565 000

2nd Floor, Plot No. B-14, Road No.-1

ブリテン
892 Charter Avenue
Canley Coventry
CV4 8AFNear MIDC Bldg, Wagle Estate,
Near Mulund Check Naka,
Thane (West) - 400 604+91 22-40793105+44 (0)8456015771

著作権 © 2013, General Electric Company。無断複写・転載を禁じます。
GEA20170-JP (03/2013)