注
保証書付

意

お子様や意思表示ができない方へのご使用はおやめください。

取 扱説明書こんな機能があります

体動マーク………… 測定中に手や手首などが動いて→ 事故やけがの原因になります。

長時間連続して測定しないでください。

シチズン手首式血圧計→ うっ血、はれなどの原因になります。

CHWL350

上 着のそでをまくり上げるときは、腕が圧 迫されないようにして表示されます。

ください。

測定終了後に表示されます。

→ 事故やけがの原因になります。

• ご使用前に本書を必ず血圧計の近くで、携帯電話などを使用しないでください。

お読みください。

→ 誤作動をおこすおそれがあります。

• 本書は保証書を兼ねて古い電池と新しい電池、種類のちがう電池を同時に使用しないでください。
電池のの向きを間違えないようにしてください。

います。
紛失しないよう大切に保管してください。

5. 電池を入れましょう

心臓の高さより低い位置

手首カフをはがし、広げます。

タオルなどを折りたたんで腕の下に置きましょう。

4 脚を組まないようにしましょう
8. 測定しましょう

2 手首カフを左手首にかぶせます3. 血圧測定の基本事項

以下の物がそろっているかご確認ください。

• 測定前に 5 〜 6 回深呼吸をし、リラックスして測定してください。

● 収納ケース

表示部の透明シールをはがしてお使いください。

● 単４形アルカリ乾電池 2 本（モニター用）

電池カバーを押さえながら、矢印方向にずらします。

電池カバー• 睡眠不足や便秘のとき、または運動や食事の後でも血圧は高くなります。
• 尿意や便意があるときは、排尿や排便をすませてから測定してください。
• 20℃前後の室温で測定してください。寒さは血圧を上昇させます。
• コーヒーや紅茶などを飲んだり喫煙した直後は、正しい値が得2 電池を入れます

い値が得られません。必ず間隔（１分以上）をあけてから測定してください。
• 正しい姿勢で安静にして測定してください。カフを心臓の高さに保ち、腕を動かしたり、話をしないでください。正しい姿勢が難しい場合はいつも同じ姿勢で測定してください。
• 血圧は長期のデータを見ることが大切です。お薬（血圧を下げ開始しますの向きに注意して入れてください。
※ 必ずバネの出ている入れてください。

側から奥側の電池から入れてください。

• 連続して測定をおこなわないでください。手首がうっ血して正し収納ケースのツメに親指をかけ、手前に引きながらフタを持ち上げます。

表示部を手のひら側にしてください。

を押して測定を全点灯表示時のマークは、電池交換のお知らせではありません。

られません。

収納ケースの開け方

1（緊張時や、精神状態が不安定なときは、血圧が安定しません。
）• 飲酒の後や入浴直後には測定をおこなわないでください。

● 取扱説明書/保証書/EMC技術資料● 医療機器添付文書

血圧値が低くなります。

1 手首カフを広げます

1 電池カバーを外します→ 故障の原因になります。

1. 本体付属品す。逆に位置が高いと、た場合、正しく血 圧を測定できない場合があります。

本体に無理な力を加えたり、落としたりしないでください。

お手元に置いてください。

では血圧値が高くなりま手首周 囲 が 13.5cm 未 満 の方、21.5cm を 超 え た 方 が 測 定し→ 漏液、発熱、破裂などをおこし、本体が破損する原因になります。

• ご使用中は必ず本書を● 本体腕時計などを外しましょう。

大きな圧力変化を検出したときに脈間隔変動マーク … 測定中の脈の間隔が不規則な場合、血圧測定以外に使用しないでください。

3 血圧計を心臓と同じ高さにしましょう

6. 手首カフを巻きましょう

3 電池カバーを閉めます

3 位置を確認します

脈拍を感知すると手首のすじから 1 〜 2cm のところに手首カフの縁を合わせます。

マークが点滅します。

※ 測定を止めるときは、を押して停止してください。

を押しても空気が抜けない場合は、手首カフを外してください。

2 測定結果が表示されます

カバーを押さえながら矢印方向にずらします。
「カチッ」と音がするまで押し込んでください 。

最高血圧値

る薬など）を服用した時間も考慮して、一日のうちで最も安定した状態が保てる時間帯を選んで、毎日できるだけ同じ時刻に測• 測定中に体に異常を感じたり、気分が悪くなったりした場合に2. 安全上のお願い

は、使用を中断して医師の指導を受けてください。

ご使用の前に、この「安全上のお願い」をよくお読みください。

4. 各部のなまえと機能警
注

告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

本体

電池を取り出すときは・・・
電池カバーを外し、電池を取り出します。

4 手首カフをぴったり巻きつけます
手首カフの端を引いて、ぴったり巻きつけます。

表示部

強制 必ず実行していただく「強制」内容です。

1[メモリー]スイッチ

こんなときは電池を交換しましょう→ 自己判断は、病気の悪化につながるおそれがあります。

交換してください。
（充電池をご使用の場合は手首カフ[測定／停止]スイッチ

表示部

心臓疾患、その他循環器疾患、重度の血行障害のある方、ペースメーカーをご使用の方や乳腺切除した方は、医師の指導に従ってください。
→ 体調不良をおこすおそれがあります。

最低血圧値→ けがなどの原因になります。

脈間隔変動
マーク

分解・修理・改造をしないでください。

脈拍数→ 事故やけがのおそれや、本体が故障する原因になります。

体動マーク

CHWL350_IM_EMC_2201.indd

1を押して電源を切ります。

60 回分の測定 結果を記録できます。
平均値も自動的に計算されますので、日々の 健 康管 理にお役 立てください。

充電してください。）

右手首でも測定できます→ 電池は２本同時に交換しましょう

ただし、血圧は左右で10mmHg程度の差が出る場合がありますの

電池マーク※ 電池を交換してもメモリーデータは保持されています。

※本製品にはモニター用電池 ( 動作確認用電池 ) が付属されています。
● アルカリ電池、ニッケル水素充電池※を混ぜて使用しないでください。
● アルカリ電池、ニッケル水素充電池以外は使用しないでください。

７. 正しい姿勢を確認しましょう
血圧は測定するときの姿勢や時刻によって変化します。
毎日同じ時刻に、正しい姿勢で測ることが大切です。

1 姿勢を整えましょう● ニッケル水素充電池は専用の充電器で充電してからご使用ください。

背筋をのばし、深呼吸してリラックスしましょう。

● 使用済みの電池は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処分してください。

2 手のひらを上に向けて、力を抜きましょう※ニッケル水素充電池は、エネループまたは充電式エボルタをご使用ください。

を１回押します2で、毎回同じ側の手首で測定してください。

最高血圧値

電池の液が目に入ったり、皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

カフの端を折り返し、固定します。

マークが表示されたら、お早めに電池を電池カバー

告測定結果の自己判断、および治療は危険です。
必ず医師の指導に従ってください。

測定後、

1

禁止 してはいけない「禁止」内容です。

警体動マーク

9. 測定結果の呼び出しかた＊＊物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

脈拍数※ 測定後に電源を切り忘れても、約 3 分後に、自動的に電源が切れます。

人が傷害を負ったり、物的損害 の発生する

意 可能性が想定される場合

最低血圧値

脈間隔変動
マーク定しましょう。

平均値を示す「3Ａ」を表示したあと、最新3回分の平均値を表示します。
※ 3回以上の測定結果(体動マーク表示の測定結果は除く)がなければ平均値表示されません。

2 さらにを押すと、過去の測定結果を表示できます
を押すたびに、前回、前々回とさかのぼります。
測定結果の前にメモリー番号を表示します。

メモリー番号の後で測定結果が表示されます。

を押して電源を切ります。

2022/08/24

13:42:36※メモリー消去のしかた
1.

を押します。

2.

を押しながら、11. 保管とお手入れのしかたを3 秒以上押します。

記録されているすべての結果が消去されます。
メモリー消去中は電池を取り出さないでください。
3秒以上押し続ける

画 面に 全 メモリーデ ー タ 消 去 のメッ
セージ "ALL CL" が表示されます。

消去年• 手を強く握りしめない。

30 ～ 39 歳■長期間使用しない場合は、電池を外してください。
電池からの液漏れにより、故障することがあります。

40 ～ 49 歳
男• 本体の位置をずらさない。
• 測定中に動いたり話したりしない。

70 歳以上20 ～ 29 歳
30 ～ 39 歳
40 ～ 49 歳
女

40 ～ 89 歳
注）血圧を下げる薬服用者除外

Q

A

答え

血圧とは…

Q

心臓

心臓

左心房左心室弁

左心室が拡張したときの血圧が「最低血圧」です。

• 誤ったご使用またはお取扱いによる故障または損傷。
高血圧による病気• 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
• 火災、地震、水害、異常電圧、指定以外の電源およびその他の天災地変や衝撃など
高血 圧は、自覚症 状をともなわず 進行し、気付かないうちに動脈による故障または損傷。
硬 化を 促 進 さ せ、心 筋こうそくや 脳 卒 中 などの 生 命 に関 わ る 疾• 保証書のご提示がない場合。
• 保証書のお買い上げ日、販売店名などの記載に不備がある場合、あるいは字句を書 病を引き起こす要因と言われています。
き換えられた場合。
脳卒中（脳出血、脳梗塞、くも膜下出血）• ご使用後の外装面のキズ、破損、外装部品、付属品、消耗品（手首カフなど）の交換。 脳※ お買い上げの販売店にご持参いただく場合の諸費用や弊社にご送付いただく場合の 心血管心臓病（うっ血性心不全、心肥大、心筋梗塞、狭心症）
送料などは、お客様の負担となります。
腎臓腎不全• 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
• 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
その他
糖尿病など
This warranty is valid only in Japan.

血圧の変動

本書は、お客様が取扱説明書に従って正しく使用したにもかかわらず、万一故障した場合、本保証規定に従ってお買い上げ後 1 年間は無料修理をおこな
血 圧は、自律 神 経 の 働きによって調整され、心 臓の動きに合わせて一 拍うことをお約束するものです。お客様にご記入いただきました本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用 ごとに変 化しています。健 康 な 方 でも１日の間に大きく変 動 するとい わさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
れています。そのため、朝と夜、季節や気温などによって血圧値はちがって型式 CHWL350 お買い上げ日：

年月日

ご住所：

きます。下の図は、日常生活における１日の血圧の変動の一例です。

最高血圧

160

血 圧 値

お名前：

140

販売店名および住所：

A

元にもどる

つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。

保証書

QQ

拡張

左心室が収縮して血液が送り出されたときの血圧が「最高血圧」です。

答え

答え

動脈壁がふくらむ

収縮

A

動脈

左心房左心室● 測定中の脈の間隔が大きく変動すると正しく測定できないことがありますので、「脈間隔変動マーク」が表示された場合は安静にして再測定してください。

保証規定【最低血圧とは】
動脈

116.6

74.5

119.4

79.0

127.8

83.6

132.4

86.1

137.8

85.6

139.5

81.2

135.4

83.9

108.9

68.4

110.5

71.3

118.1

75.8

123.6

78.3

132.5

80.0

136.3

79.0

128.1

78.3

120

A

答え

次のように、さまざまな要因で血圧は変動します。
● 季節、気温● 体のリズム、体調、姿勢、運動● 精神状態、ストレス
ストレスや感情の起伏といった精神的な影響も受けやす
く、緊張すると高くなり、リラックスすると低くなる傾向にあります。
また、正しい姿勢で測定していない場合や、手首カフを正しく巻いていない場合にも、変動しやすくなります。
家庭で血圧を測る意味は?

原因

600120-88-6295（お客様相談室）
受付時間：10 〜 17 時 月〜金（祝祭日、年末年始を除く）
通話料金は無料です。
E-mail: support@systems.citizen.co.jp
https://csj.citizen.co.jp
検査証：本製品は弊社の定められた検査に合格しております。

CHWL350_IM_EMC_2201.indd

2最低血圧40

この二次元コードはこの説明書の識別用のものです。
2201

20

睡眠
1214

161820（5分おきに測定した1日の血圧値）

22時

24

刻

0204060810● Bevan AT, Honour AJ, Stott FH. Clin Sci 1969;36;329－44.

対

手首カフの巻きかたがゆるすぎます。

処

手首カフを巻きなおし、安静にしてもう一度測定してください。
(「 6. 手首カフを巻きましょう」参照）

手首カフが正しく巻かれていないため、脈を検出できません。

電池のの向きが間違っていませんか

電池を正しい向きにしてください

マークが点灯しましたか

手首カフを正しく巻いてください

手首カフを正しく巻いていますか

手首カフを正しく巻いてください

測定中は安静にしていましたか安静にしてもう一度測定してください

測定できない脈の極端に弱い方、不整脈のある方は測定できない場合があります
故障を発見した場合はただちに使用を中止し、分解せず、販売店または弊社お客様相談室にお問合せください。

281mmHg以上加圧した。

電池が消耗しています。

0120 - 88 - 6295

16. 製品仕様
販型
測表
装
手測売

首定

周範

名式式
示
部
長囲測定

精度

定

方
着

使 用 温 湿 度
保 存 温 湿 度
使用気圧範囲メ モ リ ー
電 撃 保 護
寸
法
質付

属量品

シチズン手首式血圧計 CHWL350
CHWL350
オシロメトリック法
デジタル表示方式
手首カフ
13.5～21.5cm（測定可能手首周長範囲）
圧力：0～280mmHg、目量：１ｍｍＨｇ、
脈拍：40～180拍/分
圧力：±3mmHg、脈拍：読み取り数値の±5％
聴診法との誤差の平均 ±5mmHg以内
誤差の標準偏差8mmHg以内
ポンプによる自動加圧
電磁弁による自動排気
DC3V （ 直流）、単４形アルカリ乾電
池２本または単4形ニッケル水素充電池（エネループまたは充電式エボルタ）2本
単4形アルカリ乾電池 約400回（1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合)
10℃～ 40℃／相対湿度 15％～ 85％ RH－20℃～60℃／相対湿度10％～95％RH
700hPa～1060hPa
60回分
内部電源機器 （ ：BF形装着部）
約 65( 幅 ) × 74( 高さ ) × 29( 奥行 )mm（手首カフ含まず）
約103ｇ（電池含まず）
単４形アルカリ乾電池２本（モニター用）、取扱説明書/保証書/EMC技術資料、医療機器添付文書、収納ケース※ 本製品および取り出した古い電池を廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処理してください。
※ 本製品はEMC規格IEC60601-1-2：2014に適合しています。
EMC適合※ 本製品はJIS規格（JIS T 1115：2018）に適合しています。
※ 本製品は在宅での自己血圧測定に使用するものです。医療機関・公共の場所で使用しないでください。
※ 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する事があります。
本製品は湿気の多いところや水のかかるところで使用しないでください。

測定開始後、３分間の間に血圧測定が完了できません。

80

東京都西東京市田無町 6-1-12

直しかた新しい電池と交換してください

電池使用回数100〒 188-8511

確認するところ上 腕 式 血 圧計の測定値とかなりちがいますがなぜですか?

エラー表示

本体が正常に作動していません。

お買い上げの販売店、または弊社お客様相談室へお問い合わせください。

電池が消耗していませんか

家 庭 ではリラックスした状 態 で 測 定 で きるため、より安定した血 圧を測定できるからです。
毎 日 同 時 刻 に 測 定して 日 々 の 血 圧 の 変 化 を 記 録し、そ の 結 果 をもとに、かかりつ け の 医 師 に 相 談することをおすすめします。

14. エラー表示について脈拍数が測定範囲外（39 拍 ／ 分 以下、 ま た は 181拍／分以上）でした。

こんなとき

臨床性能試験に よ る 血 圧測 定 の 誤 差
加圧
排気定 格および 電 源

手首式と上腕式の血圧測定値の差は、動脈硬化など動脈の閉塞が生じるような疾患がある方の場合、健康な方より大きな差がでることがあります。運動や入浴直後の測定や正しい姿勢(心臓の高さに合わせる、手首に力を入れず伸ばす)で測定しなかった時なども大きな差がでることがありますので、自己判断せずに必ず医師の指導に従ってください。
※手首が心臓の高さより低い位置では血圧値が高くなり、逆に位置が高いと血圧値は低くなります。高さが１０cm異なると血圧値は約８mmHg変化します。

処[ 測定／停止 ] ス
イッチを押しても何も表示しない

病 院 で 測ってもらう血 圧 値と、家 で 測る血 圧 値 がちがうのはなぜですか?

測るたびに血圧値がちがいますがなぜですか?

対

手首カフを巻きなおし、深呼吸などリラックスしてから、もう一度測りなおしてください。（脈 拍数 が測 定 範囲 外 の場合はEr表示になります。）

修 理、サービスに出される前に、次の点をご確認ください。

2回測定値の平均値

病 院 で は 、不 安 や 緊 張 感 から、家 庭 で 測 るよりも10 ～  2 0 mmHgほど 高くなることが あります。
家 庭 での 測 定 で、普段 からご自分 の血 圧の 傾 向を知っておくと診 察 の際に役 立ちます。

因15. 故障かな？と思ったら

13. 血圧Ｑ＆Ａ

12. 血圧について「脈間隔変動マーク」は、測定中の脈の間隔が不規則な場合、測定終了後に表示されます。

50 ～ 59 歳
70 歳以上心 臓 は体 の 隅 々まで血 液を 循 環させるため のポンプ で、血 液は心 臓 が 収 縮して 動 脈 内に拍 出されています。成 人の心 臓 は 握りこぶしくらいの大きさで、1日に10万回以 上も拍動しています。
血 圧とは、心 臓から送り出される血 液の流れによって、動脈 の 壁10. マークについてにかかる圧 力 のことで す。送り出さ れる血 液 の 量と 動 脈 の 太 さと柔軟性などによって血 圧は決まります。一 般に血管は加齢とと体動マークについてもにしなやかさを失うと言われ、血 圧も加齢とともに上 昇していく傾向があります。
「体動マーク」は、測定中に手や手首などが動 血 圧を 測 定 する場 合、通 常、最 高 血 圧と最 低 血 圧 が 記 録されまいて大きな圧力変化を検出した場合、測定終了 す。心 臓 が 収 縮して血 液 が 心 臓 から送り出さ れるとき の 最 も高後に表示されます。
い血 圧を収 縮期血 圧（最高血 圧）といい、心 臓が 拡張して血管に● 「体動マーク」が表示された場合は安静にして再測定してください。 かかる圧 力が 最 低 のとき の血 圧を拡 張 期 血 圧（ 最 低 血 圧 ）といいます。

「脈間隔変動マーク」が頻繁に表示される場合は、ご自身の健康状態について医師に相談してください。

性60 ～ 69 歳

■本体や手首カフがひどく汚れたときは、中性洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾いた布で拭いてください。

【最高血圧とは】50 ～ 59 歳

40 ～ 89 歳

そのほかのポイントについては、「3.血圧測定の基本事項」を参考にしてください。

脈間隔変動マークについて性60 ～ 69 歳■血圧計を廃棄するときは、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処分してください。

• 手首を曲げない。

平均値 (mmHg)
最高血圧
最低血圧

代20 ～ 29 歳

■手首カフを無理やり曲げたり、引っ張ったりしないでください。
加圧不良の原因になります。

• 手首カフがゆるまないようにぴったり巻く。

原

出典：厚生労働省 『平成 29 年国民健康・栄養調査報告』による■本体や手首カフをアルコール、シンナー、ベンジンなどで絶対に拭かないでください。
材質を傷めるおそれがあります。

正しく測定するためにはエラー表示

日本人の血 圧の平均値を示します。
個 人 差 もあるため、あくまで目安として、ご自分 の血 圧を判断するときの参 考にしてください。

■直射日光が当たる場所、高温多湿の場
所、塩分や硫黄分の多い場所、ほこりの多い場所や水のかかる場所には保管しないでください。
また、水洗いもしないでください。
故障の原因になります。

アルコールポイント

日本人の血圧の平均値

CITIZEN、健康予約はシチズン時計株式会社の登録商標です。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
測定中、自動的に圧力が下がらない場合には、測定/停止スイッチを押して測定を中止して、手首カフを外してください。

2本とも新しい単4形乾電池と交換してください。ニッケル水素充電池を使用している場合には、充電してください。
（「５.電池を入れましょう」参照）

製造販売元

医療機器認証番号：221ADBZX00090A01（管理医療機器）

EMC 技術資料
シチズン手首式血圧計 CHWL350は、医用電気機器の安全使用のために要求されているEMC（電磁両立性）規格、IEC 60601-1-2：2014に適合している装置です。EMC 規格は、医用電気機器を安全に使用するため、機器から発生するノイズが他の機器に影響を及ぼしたり、他の機器（携帯電話等）が発する電磁波から受ける影響を、一定のレベル以下に抑えるよう規定した規格です。IEC 60601-1-2:2014（5.2.2項）
において、機器が安全に機能するための EMC 環境に関する詳細な情報を使用者に提供することが求められているため、技術的な説明を以下に記載します。
（詳細は、IEC 60601-1-2：2014をご参照ください。）
本製品をお使いいただく際には、付属の添付文書および取扱説明書をよく読んでお使いください。

EMC（電磁両立性）とはEMC（電磁両立性）とは、次の二つの事項を満たす能力のことです。
・周囲の他の電子機器に、許容できない障害を与えるようなノイズを出さない。
（エミッション）・周囲の他の電子機器から出されるノイズ等、使用される場所の電磁環境に耐え、機器の機能を正常に発揮できる。
（イミュニティ）

EMC（電磁両立性）にかかわる技術的な説明

医用電気機器は、EMCに関して特別な注意を必要とし、次に記載するEMC の情報に従って使用する必要があります。
警 告 ・本機器は電磁両立性（EMC）
に関して、特別な注意が必要であり、EMC 技術資料に記載されたEMC 情報にもとづいて使用しなければならない。
・携帯および移動無線周波（RF）通信機器により本機器は影響を受けることがあるので、30 cm以上離して使用することが望ましい。
・本機器は、他の機器に密着させたり、重ねた状態で使用しないこと。
・アクセサリー/オプション品は、弊社の指定品を使用すること。指定品以外のアクセサリー/オプショ
ン品を使用すると電磁放射波（エミッション）が増加したり妨害に対するイミュニティが低下したりすることがある。

表 1  ー ガイダンスおよび製造業者による宣言 - 電磁エミッション ーガイダンスおよび製造業者による宣言 ー 電磁エミッション
シチズン手首式血圧計 CHWL350は次に指定した電磁環境内での使用を意図している。シチズン手首式血圧計
CHWL350の顧客又は使用者は、下記の環境で使用されることを確認すること。
エミッション試験
適合性
電磁環境 - ガイダンス
シチズン手首式血圧計 CHWL350は、内部機能のためだけにRFエRFエミッション CISPR11
グループ1 ネルギーを使用している。従って、その RFエミッションは非常に低く、近傍の電子機器に対して何らかの干渉を生じさせる可能性は少ない。
RFエミッション CISPR11クラスB
高周波エミッション
シチズン手首式血圧計 CHWL350は、家庭用施設および家庭目的に非適用
IEC 61000-3-2
使用される建物に電力を供給する公共の低電圧用の配電網に直接接続された施設を含むすべての施設での使用に適する。
電圧変動 /フリッカエミッション
非適用
IEC 61000-3-3

表 2  ー ガイダンスおよび製造業者による宣言 - 電磁イミュニティ
ーガイダンスおよび製造業者による宣言 ー 電磁イミュニティ
シチズン手首式血圧計 CHWL350は次に指定した電磁環境内での使用を意図している。シチズン手首式血圧計
CHWL350の顧客又は使用者は、このような環境内で使用されることを確認すること。
イミュニティ試験
IEC 60601 試験レベル 適合レベル
電磁環境 - ガイダンス
床は木材、コンクリート又はセラ±8 kV 接触±8 kV 接触 ミックタイルであること。床が合静電気放電（ESD)±15 kV 気中±15 kV 気中 成材料で覆われている場合、相IEC 61000-4-2
対湿度は最低30％であること。
電気的ファーストトランジェント/バースト ±2 kV 電源ライン
非適用
非適用
IEC 61000-4-4±1 kV 入出力ライン
サージ
IEC 61000-4-5±1 kV ライン－ライン間±2 kV ライン－接地間
0%UT（0.5サイクル）
電源入力ラインでの電圧ディップ、短時間
0%UT（1サイクル）
停電および電圧変動
70%UT（25/30サイクル）
IEC 61000-4-11
0%UT（250/300サイクル）
電源周波数（50/60 Hz）磁界
IEC 61000-4-830 A/m

備考 UT は、検査レベルを加える前の交流電源電圧である。

非適用

非適用

非適用

非適用

30 A/m

電力周波数磁界は、典型的な商用又は病院環境内の典型的な場所でのレベルにあること。

表 3  ー ガイダンスおよび製造業者による宣言 - 電磁イミュニティ ー
ガイダンスおよび製造業者による宣言ー 電磁イミュニティ
シチズン手首式血圧計 CHWL350は次に指定した電磁環境内での使用を意図している。シチズン手首式血圧計
CHWL350の顧客又は使用者は、このような環境内で使用されることを確認すること。
イミュニティ
適合IEC 60601 試験レベル
電磁環境 - ガイダンス試験レベル
携帯形および移動形 RF 通信機器は、シチズン手首式
血圧計 CHWL350のいかなる部分に対しても、送信機の周波数に該当する方程式から計算された推奨分離距離より近づけて使用しないこと。
推奨分離距離伝導 RF3 Vrms（150 kHz～80 MHz） 非適用 非適用
IEC61000-4-6 6 Vrms（150 kHz～80 MHz間のISM及びアマチュア無線帯域）
放射 RF
10 V/m（80 MHz～2.7 GHz） 10 V/m d=0.6√ P 80 MHz ～2.7 GHz
IEC61000-4-3
ここでPは、送信機製造業者によるワット（W）で表した送信機の最大出力電力定格であり、dはメートル（m）で表した推奨分離距離である。
電磁界の現地調査 aによって決定する固定 RF 送信機からの電界強度は、各周波数範囲 bにおける適合レベルよりも低いこと。
次の記号が表示されている機器の近傍では、干渉が生じることがある。
備考1
80 MHz および800 MHzにおいては、高い周波数範囲を適用する。
備考2
これらの指針はすべての状況に対して適用するものではない。建築物・物・人からの吸収および反射は電磁波の伝搬に影響する。
a 例えば無線（携帯 /コードレス）電話および陸上移動無線の基地局、アマチュア無線、AM・FMラジオ放送およびTV 放送のような固定送信機からの電界強度を、正確に論理的に予測をすることはできない。固定 RF 送信機による電磁環境を見積もるためには、電磁界の現地調査を考慮すること。シチズン手首式血圧計 CHWL350が使用される場所の正確な電磁界強度が、適用されるRF 適合性が上記のレベルを超過する場合、正常通常動作を検証するためにシチズン手首式血圧計 CHWL350を監視すること。異常な作動が発見される場合、追加の手段、例えば、シチズン手首式血圧計 CHWL350の向き又は場所を変えることが必要となることがある。
b 周波数範囲150 kHz ～80 MHzで、電磁界強度は3 V/m 未満であることが望ましい。

表 4  ー 携帯形および移動形 RF 通信機器と機器又はシチズン手首式血圧計
CHWL350との間の推奨分離距離 ー
携帯形および移動形 RF 通信機器とシチズン手首式血圧計 CHWL350との間の推奨分離距離
シチズン手首式血圧計 CHWL350は放射 RF 妨害が管理されている電磁環境内での使用を意図している。シチズン手首式血圧計 CHWL350の顧客又は使用者は、通信機器の最大出力にもとづく次に推奨している携帯形および移動形 RF 通信機器（送信機）とシチズン手首式血圧計 CHWL350との間の最小距離を、下記に推奨される通信機器の最大出力に従い維持することで、電磁干渉を避けるようにできる。
送信機の周波数による分離距離（m）
送信機の最大定格出力電力
150 kHz ～80 MHz
80 MHz ～2.7 GHz
150 kHz ～80 MHz（W）
3 Vrms 非適用6 Vrms 非適用
d=0.6√ P0.01
非適用
非適用
0.06
0.1
非適用
非適用0.191
非適用
非適用0.610
非適用
非適用1.9100
非適用
非適用6
上記以外の最大定格出力電力の送信機に関しては、メートル（m）で表した推奨分離距離 dは、送信機の周波数に対応する方程式を用いて決定できる。ここでPは、送信機製造業者によるワット（W）で表した送信機の最大定格出力電力である。
備考1
80 MHz および800 MHzにおいては、高い周波数範囲を適用する。
備考2
これらの指針はすべての状況に対して適用するものではない。建築物・物・人からの吸収および反射は電磁波の伝搬に影響する。

表 5  ー ガイダンスおよび製造業者による宣言 - 電磁イミュニティ ーー ガイダンスおよび製造業者による宣言 - 電磁イミュニティ ー
シチズン手首式血圧計 CHWL350は次に指定した電磁環境内での使用を意図している。シチズン手首式血圧計
CHWL350の顧客又は使用者は、このような環境内で使用されることを確認すること。
試験周波数 周波数帯域 a)
最大電 距離 試験レベル
変調 b)
サービス a)（MHz） （MHz）
力（W） （m） （V/m）
1.80.327385
380-390 TETRA 400
パルス変調 b)
18Hzc)
450
430-470 GMRS 460
20.3
28
FM ±5 kHz偏差FRS 460
1 kHz 正弦波b)710,704-787 LTE Band 13,17
0.2
0.3
9
パルス変調
745,
217 Hz780
20.3
28810,
800-960 GSM 800/900
パルス変調 b)870,
TETRA 800
18 Hz
930
iDEN 820CDMA 850
LTE Band 51720,
1700GSM 1800
20.328
パルス変調 b)
無線通信機か1990
CDMA 1900
217 Hzらの近傍電磁 1845,
1970
GSM
1900
界DECT
IEC61000LTE Band 1, 3, 4, 254-3UMTS
2450
2400Bluetooth
20.328パルス変調 b)
2570
WLAN 802.11b/g/n 217 Hz
RFID 2450
LTE Band 7
5240,
5100WLAN 802.11a/n
0.20.39パルス変調 b)
5500,
5800
217 Hz5785
備考：イミュニティ試験レベルを達成するために必要な場合には、送信アンテナとシチズン手首式血圧計 CHWL350との間の距離を1 mにしてもよい。1 m の試験距離はIEC61000-4-3で許容されている。
a) サービスによってはアップリンク周波数だけが含まれる。
b) 搬送波は、50%デューティーサイクル矩形波信号を用いて変調しなければならない。
c) FM 変調の代わりとして、18 Hzでの50% パルス変調を用いてもよい。これは実際の変調を表すわけではないが、最悪状態と考えられるためである。

2022/08/24

13:42:42