保証規定

保証書付

つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。

取扱説明書
シチズン上腕式血圧計

CHU302この二次元コードはこの説明書の識別用のものです。

2．血圧測定の基本事項• 誤ったご使用またはお取扱いによる故障または損傷。
• 保管上の不備によるものおよび使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
• 火災、地震、水害、異常電圧、指定以外の電源およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
• 保証書のご提示がない場合。
• 保証書のお買い上げ日、販売店名などの記載に不備がある場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
• ご使用後の外装面のキズ、破損、外装部品、付属品、消耗品カフ（腕帯）などの交換。
※お買い上げの販売店にご持参いただく場合の諸費用や弊社にご送付いただ
く場合の送料等は、お客様の負担となります。
• 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
• 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

血圧を測る前に 5 ～ 6
回深呼吸をし、リラックスした状態で測定してください（緊張したり不安定な精神状態のときは、血圧が安定しません）。

保証書

入浴や飲酒の後には測定をおこなわないでください。

お 客 様
お 名 前
ご 住 所

TEL

－

さい。
電池からの液漏れにより、故障することがあります。

尿意や便意があるときは、排尿や排便をすませてから測定してください。

連続して測定をおこなわないでください。上腕がうっ血して、正しい値が得られません。

■本体やカフ（腕帯）をアルコール、シンナー、ベンジンなどで絶対に拭かないでください。
本体の材質を傷めるおそれがあります。

■カフ（腕帯）を無理やり曲げたり、引っ張ったりしないでください。

－

加圧不良の原因になります。

※以下につきましては、必ず販売店にてご記入、ご捺印をお願いいたします。

お買い上げ日年月日

販売店名および住所

ご購入日より1年間

製造販売元•ご使用前に本書を必ずお読みください。

2301

検査証：本製品は弊社の定められた検査に合格しております。

•本書は保証書を兼ねています。
紛失しないよう大切に保管してください。

水のかかる場所には保管しないでください。

■長期間使用しない場合は、電池を外してくだ〒

保証期間分や硫黄分の多い場所、ほこりの多い場所やまた、水洗いもしないでください。

TOILET様■直射日光が当たる場所、高温多湿の場所、塩故障の原因になります。

CHU302-CC

型 式

コーヒーや紅茶などを飲んだり喫煙した直後は正しい値が得られません。

アルコール

このたびは、シチズン上腕式血圧計をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。取扱説明書にもとづく通常のお取扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じました場合は、本保証書を現品に添えて、お買上げの販売店または弊社までご持参ください。
保証期間内に限り、無料にて修理・調整させていただきます。お客様にご記入いただいた本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

心配ごとやイライラがあるとき、睡眠不足や便秘のとき、また運動や食事の直後でも血圧は高くなります。

3．保管とお手入れのしかた

商品に関するご相談、お問い合わせは、弊社お客様相談室でお受けいたします。

•ご使用中は必ず本書をお手元に置いてください。

0120 - 88 - 6295

正しい姿勢で安静にして 20℃前後の室温で測定 血圧は、長期のデータを測定してください。カフ してください。寒さは血 見ることが大切です。
を心臓の高さに保ち、腕 圧を上昇させます。
お薬（血圧を下げる薬等)を動かしたり、話をしたを服用した時間も考慮しりしないでください。正て、毎日できるだけ同じしい姿勢が難しい場合時刻に測定しましょう。
はいつも同じ姿勢で測定してください。エアホースを折り曲げた状態で使用しないでください。

■カフ（腕帯）は洗濯したり、水に濡らしたりしないでください。
故障の原因になります。

■本体やカフ（腕帯）がひどく汚れたときは、中性洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾いた布で拭いてください。
■血圧計を廃棄するときは、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処分してください。

https://csj.citizen.co.jp
CITIZEN、健康予約はシチズン時計株式会社の登録商標です。
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

1．安全上のお願い

4．お使いになる前にご使用の前に、この「安全上のお願い」をよくお読みください。
警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

注意＊

人が傷害を負ったり、物的損害 の発生する可能性が想定される場合＊

注禁止

物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

強制 必ず実行していただく「強制」内容です。
禁止 してはいけない「禁止」内容です。

警
強制

告

測定結果の自己判断、および治療は危険です。
必ず医師の指導に従ってください。
→ 自己判断は、病気の悪化につながるおそれがあります。

心臓疾患、その他循環器疾患、重度の血行障害のある方、ペースメーカーをご使用の方や乳腺強制 切除した方は、医師の指導に従ってください。
→ 体調不良をおこすおそれがあります。

禁止

分解・修理・改造をしないでください。
禁止

CHU302_IM_2301.indd→ 事故・けがのおそれや、本体が故障する原因になります。

1→ 事故やけがの原因になります。

体

表示部の透明シールをはがしてお使いください。

表示部

型番：ＳＣＮ-０１2

青い帯

エアホース

エアホースプラグ→ うっ血、はれなどの原因になります。

禁止

禁止

禁止

→ 事故やけがの原因になります。

血圧計の近くで、携帯電話などを使用しないでください。
→ 誤作動をおこすおそれがあります。

古い電池と新しい電池、種類のちがう電池を同時に使用しないでください。

電池を入れましょう

カフ（腕帯）

カフリング（金具）

血圧測定以外に使用しないでください。

エアホース
ソケット

（エアホースプラグを接続する）[測定／停止]スイッチ

表示部※カフ（腕帯）は消耗品です。カフ（腕帯）の寿命は約 2000 回です。カフ（腕帯）が汚れたり、破損や空気漏れするなどして新しくお求めになる場
合は、弊社お客様相談室（0120-886295）でお受けします。

最高血圧値 最低血圧値

電池のの向きを間違えないようにしてください。

脈間隔変動マーク
脈拍数→ 漏液、発熱、破裂などをおこし、本体が破損する原因になります。

→ けがなどの原因になります。

→ 誤接続状態で使用すると、事故やけがのおそれがあります。

お子様や意思表示ができない方へのご使用はおやめください。

本

長時間連続して測定しないでください。

電池の液が目に入ったり、皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を強制 受けてください。
この血圧計のエアホースソケットやカフのエアホースプ
ラグの形状は、国際規格で規定されているものとは異他の医療機器や器具と誤接続が発生する可強制 なるため、能性があります。血圧計の近くで他の医療機器や器具を使用する場合、誤接続を防ぐ対策を講じてください。

意禁止

本体に無理な力を加えたり、落としたりしないでください。
→ 故障の原因になります。

電池マーク

体動マーク

血圧分類マーク

以下のものがそろっているかご確認ください。
● 本体● カフ（腕帯）● 単３形アルカリ乾電池４本（モニター用）● 取扱説明書/保証書● 医療機器添付文書● EMC技術資料

1  電池カバーをフック外します

フックに指をひっかけて、手前に引くようにして開けます。

2 電池を入れます
を間違えないように必ずバネの出ている側から入れてください。

3  電池カバーを閉めます

ツメをくぼみに合わせ、「カチッ」と音がするまで電池カバーを閉めます。

ツメ●またはマークが表示されたら、電池を交換してください。
● 付属の乾電池はモニター用ですので、所定の電池使用回数を満たさない場合があります。
● アルカリ電池、マンガン電池、ニッケル水素充電池※を混ぜて使用しないでください。
● アルカリ電池、マンガン電池、ニッケル水素充電池以外は使用しないでください。
● ニッケル水素充電池は専用の充電器で充電してからご使用ください。
● ご使用済みの電池は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処分してください。
※ ニッケル水素充電池は、エネループまたは充電式エボルタをご使用ください。

2023/02/28

17:33:23

5．カフ（腕帯）を巻きましょう
ポイント!!

3 カフ（腕帯）の青い帯を腕の中心に合わせます「体動マーク」は、測定中にからだや腕などが動いて大きな圧力変化を検出した場合、測定終了後に表示されます。

青い帯●「体動マーク」が表示された場合は安静にして再測定してください。

本体に差し込みます

つけ、面ファスナーで固定します
ポイント

正しく測定するためには・・・○ 巻きつけがゆるすぎたり、きつすぎたりすると、正しく測定できないことがあります。
○ 測定する時は正しい姿勢をとりましょう。

カフリング（金具）最高１3５/最低８５mmHg 未満、
最高１２５/最低８０mmHg 以上

正常血圧のめやす
最高１２５/最低８0mmHg未満

最低血圧 mmHg

脈拍 /分

青色

① 面ファスナーをはがして広げ、「脈間隔変動マーク」は、測定中の脈の間隔が不規則な場合、測定終了後に表示されます。

4 カフ（腕帯）を腕にぴったり巻き

最高血圧 mmHg

正常高値血圧のめやす

脈間隔変動マークについてエアホースプラグに通します

高血圧のめやす最高１３５/最低８５mmHg以上

黄色

ひじ関節から1～2cmの位置に合わせます

2 カフ（腕帯）を左腕測定された血圧値を日本高血圧学会［高血圧治療ガイドライン２０14］の家庭における高血圧基準にもとづいて表示します。

CHU302

1 エアホースプラグを※ カ フ（ 腕 帯 ） が カ フ リン グ（ 金 具 ） か ら 外 れた 時 は、 面 フ ァ ス ナ ーが付いている面が外側になるようにカフリング（ 金 具 ） に 通 し て く
ださい。

血圧分類マークについて

体動マークについて

赤色○ カフ（腕帯）は素肌、もしくは薄い肌着の上から巻いてください。
○ 厚い上着を着ている場合は、脱いでからカフ（腕帯）を巻いてください。また、衣服などをまくり上げると上腕部が圧迫されて正しく測定できない場合があります。
○ 腕周囲が22cm未満の方、32cmを超えた方が測定した場合、正しく血圧を測定できない場合があります。

7．マークについて

血圧分類● 測定中の脈の間隔が大きく変動すると正しく測定できないことがありますので、「脈間隔変動マーク」が表示された場合は安静にして再測定してください。

「脈間隔変動マーク」が頻繁に表示される場合は、ご自身の健康状態について医師に相談してください。

青い帯
面ファスナーで固定します。
1～2cm

右腕でも測定できます

右腕で測定するときも青い帯を腕の中心に合わせてください。
※血 圧は左右で10 ｍｍ Hg 程度の差がでる場合がありますので、毎回同じ側で測定してください。

② 青い帯が手のひら側に来るように腕に通します

6．測定しましょう

1

姿勢を整えましょう※ 測 定を止めるときは、[測定/停止]スイッチを押して停止してください。[測定/停止]スイッチを押しても空気が抜けない場合は、本体からエアホースプラグを抜き、腕からカフ（腕帯）を外してください。

背筋をのばし、深呼吸してリラックスしましょう。

腕帯を心臓と同じ高さにしましょう3

手のひらを上に向けて、力を抜きましょう

測定結果が表示されます

CHU302最高血圧 mmHg

最低血圧 mmHg

脈拍 /分を押して測定を開始します

血圧分類
CHU302最高血圧 mmHg

脈拍 /分

最低血圧 mmHg

血圧分類

全点灯表示時の マークは、電池交換のお知らせではありません。

mmHg

メモリー値(前回の測定結果)を約２秒間表示します。

2を押して電源を切ります

修理、サービスに出される前に、次の点をご確認ください。

販
売
名 シチズン上腕式血圧計 CHU302
型
式 CHU302-CC
測 定 方 式 オシロメトリック法
表示 デジタル表示方式
装着部 カフ（腕帯）
適 用 腕 周 範 囲 22.0 ～ 32.0cm
測 定 範 囲 圧力 0 ～ 280mmHg、目量 1 ｍｍＨｇ、脈拍 40 ～ 180 拍 / 分
測 定 精 度 圧力：± 3mmHg、脈拍：読み取り数値の± 5％
臨 床 性 能 試 聴診法との誤差の平均 ± 5mmHg 以内
8mmHg 以内
験 に よ る 血 圧 誤差の標準偏差
測 定 の 誤 差
加圧 ポンプによる自動加圧
減
圧 微速排気弁方式
排気 電磁弁による自動排気(直流 )定格 DC6V
電源 単 3 形乾電池（R6P、LR6）4 本または単 3 形ニッケル水素充電池( エネループまたは充電式エボルタ )4 本
電 池 使 用 回 数 アルカリ乾電池：約 1000 回 マンガン乾電池：約 300 回（1 日 1 回測定、室温 22℃、170mmHg 加圧で測定の場合）
使 用 温 湿 度 10 ～ 40℃／相対湿度 15 ～ 85％ RH
保 存 温 湿 度 － 20 ～ 60℃／相対湿度 10 ～ 95％ RH
使 用 気 圧 範 囲 700hPa ～ 1060hPa
メ モ リ ー 前回値（１回分）（ ：BF 形装着部）
電 撃 保 護 内部電源機器
寸法 約 145( 幅 ) × 76( 高さ ) × 96( 奥行 )mm
質量 本体：約 270 ｇ（電池含まず）カフ（腕帯）：約 130 g
付
属品 カフ ( 腕帯 )、単３形アルカリ乾電池４本 ( モニター用 )、取扱説明書 / 保証書、医療機器添付文書、EMC 技術資料

こんなとき確認するところ直しかた[ 測定／停止 ]スイッチを入れても何も表示しない

電池が消耗していませんか

新しい電池と交換してください

電池のの向きが間違っていませんか

電池を正しい向きにしてください

マークが点灯しまし
たかカフ（腕帯）を正しく巻いてくださいカフ（腕帯）を正しく巻いていますかカフ（腕帯）を正しく巻いてください

測定中は安静にしていましたか安静にしてもう一度測定してください

脈の極端に弱い方、不整脈のある方は測定できない場合があります

最高血圧 mmHg

脈拍 /分

最低血圧 mmHg

脈拍 /分
血圧分類

測定

※ 測 定後に電源を切り忘れても、約3分後に、自動的に電源が切れます。

0120-88-6295

停止mmHg血圧測定に最適な圧力まで自動的に加圧されます。

CHU302_IM_2301.indd

4

CHU302測定
停止

脈拍を感知するとハートマークが点滅します。

9．製品仕様測定できない脚を組まないようにしましょう2

8．故障かな？と思ったらmmHg

脈拍 /分

脈拍 /分

【マニュアル加圧】●[測定/停止]スイッチを押し続け、停止したい（最高血圧より約40mmHg高い）加圧値でスイッチを離すと、その圧力で加圧を停止させることができます。
加圧上限値は280mmHgです。

血圧は毎日測って測定値を記録しましょう

https://csj.citizen.co.jp※本製品および取り出した古い電池を廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処理してください。
※本製品は EMC 規格 IEC60601-1-2：2014 に適合しています。 EMC 適合※本製品は JIS 規格（JIS T 1115：2018）に適合しています。
※本製品は在宅での自己血圧測定に使用するものです。医療機関・公共の場所で使用しないでください。
※本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する事があります。
本製品は湿気の多いところや水のかかるところで使用しないでください。

製造販売元

医療機器認証番号（管理医療機器）

225ADBZX00103000

2023/02/28

17:33:26