CT1 / CS Series MANUAL

長さ計測発信器

CT1 / CS Series MANUAL

取扱説明書

CT1 / CSシリーズ

取扱いを誤った場合に、取扱者が傷害を負う恐れのある場合や機器を損傷する恐れのある場合の注意事項を記載しています。

注
意●お問い合わせは下記まで

この度は当社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この製品を安全に正しくご使用頂くために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
この説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管してください。

〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7
お問い合わせ電話番号は当社ウェブサイトをご確認下さい
メールアドレス webtrade@line.co.jp
ホームページ https://www.line.co.jp

ご使用上の注意
・本器を強い電磁波を出す機器の近くや静電気のたまっている物体の近くで・振動のある場所での計測は不正確になるばかりでなく、故障の原因にも使用しないでください。
なりますので、避けてください。
・本器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
・本器の清掃にシンナー等の有機溶剤は使用しないでください。
・本器は高熱のローラーとの接触使用、溶剤、油、水沫のかかるところでの使用は・本器の分解、改造等を絶対に行わないでください。
避けてください。
・定格電圧外の電圧を印加すると故障の原因となりますので、おやめください。
・本器を直射日光、ほこり、高温・多湿の影響を受ける環境で使用、保管しないでください。 ・通電時はリード線の導電部に触れないでください。

CT1・CSシリーズ用のプーリーは3回転させると1ｍの距離を移動するように設計されております（車輪の外周3周分＝1ｍ）。
プーリーを3回転（1ｍ)させる間に何回のパルスを発信するかによって、発信単位（分解能）が決まります。
3回転(1ｍ)の間に、3：1型の場合は1パルス、3：10型の場合は10パルス、3：100型の場合は100パルス、3：1000型の場合は1000パルスを等間隔で出力します。
それらのパルス信号をカウンタやPLCで計数することで、長さを測定することができます。

2. 形式
形式
CT1-3:1CT1-3:10
CT1-3:1A
CT1-3:10A
CT1-3:100A
CT1-3:1000A
CT1-3:1R
CT1-3:10R
CT1-3:100R
CT1-3:1000R
CT1-3:1AC
CT1-3:10AC
CT1-3:100AC
CT1-3:1000AC
CT1-3:1000ACH
CT1-3:1RC
CT1-3:10RC
CT1-3:100RC
CT1-3:1000RC
CT1-3:1000RCH

内蔵センサ
マイクロスイッチ
フォトセンサ
無接点1出力(電圧出力)
フォトセンサ
無接点2出力(電圧出力 /90°位相差)
フォトセンサ
無接点1出力(オープンコレクタ出力)
フォトセンサ
無接点2出力(オープンコレクタ
出力 / 90°位相差)
リードスイッチ

発信単位
1m
0.1m
1m
0.1m
0.01m
0.001m1m0.1m0.01m0.001m
1m0.1m0.01m0.001m
0.001m1m0.1m0.01m0.001m
0.001m

最高計数速度
240m/分24m/分700m/分
500m/分250m/分
100m/分
700m/分
500m/分250m/分
100m/分
700m/分
500m/分250m/分
100m/分
100m/分
700m/分
500m/分250m/分
100m/分
100m/分

質量
700g
710g
730g
730g
740g
790g
740g
740g
750g
780g
730g
730g
740g
790g
790g
740g
740g
750g
780g
780g

トルク

15mN.m

1m500m/分

740g

15mN.m組み合わせ適合カウンタ
電子・電磁カウンタ
電子カウンタ

加減算式電子カウンタ

35 - 85%RH（結露しないこと）
高度 最大2000m
適合規格-5℃ - +40℃（氷結しないこと）

85%RH 以下（結露しないこと）

使用湿度範囲CE・RoHS

4. 本器(電圧出力タイプ)を入力機器に接続した場合のHレベル電圧
V：本器の電源電圧(仕様欄参照)
R1：本器の出力インピーダンス(仕様欄参照)R2：入力側の入力インピーダンス

入力電圧(Hレベル)は、本器の電源電圧、出力インピーダンスと入力側の入力インピーダンスによって決まります。
以下の計算式により簡易的に求めることができます。

V out = V x

R2
R1 + R2

5. 付属品CT1形
メーター用ゴムプーリー x 2, 取扱説明書
CT1-R形 メーター用ゴムプーリー x 2, 取扱説明書, 4Pコネクタx 1
CT1-A形 メーター用ゴムプーリー x 2, 取扱説明書, 3Pコネクタx 1 CS形
メーター用ゴムプーリー x 2, 取扱説明書
メーター用ゴムプーリー(MRM096): 直径106.1mm (円周1/3メーター)、外周ゴム (熱可塑性エラストマー)張り仕上げ

計測用プーリー

6. 配線
CT1-A型とCT1-R型にはケーブルは付属しません。
CT1-A型にはAWG16相当の3芯のケーブルを、CT1-R型にはAWG20-22相当の4芯のケーブルを別途ご用意してお使いください。
<3P・4Pコネクタ (メス)にケーブルを配線する方法>
1. ①のビス2本を外して固定金具を外す。
2. ②の小ビスを外して、カバーを引き抜きます。
3. あらかじめカバーをケーブルに通し、コネクタ内部の端子にケーブルのリード線を半田付けしてください。
4. 逆の手順でカバーと固定金具を取り付けてビスを取り付けてください。

● CT1形● CT1-A形（マイクロスイッチ内蔵） （フォトセンサ1出力）コネクタ式（3P）
N.O
COM

電子カウンタA Output (出力)B GND
C Source (DC電源)

電子・電磁カウンタ

消費電流

DC5-24V ±10%35mA

H : 電源電圧-1V以上
L : 0.8V以下

100mA-3.9KΩ

DC5-12V ±10%DC5-24V ±10%

40mA
70mA

H : 電源電圧-1V以上 L : 0.5V以下
H : 電源電圧-1V以上
L : 0.8V以下

20mA
100mA

-2KΩ
3.9KΩ

DC5-12V ±10%DC5-24V ±10%

40mA
35mA

H : 電源電圧-1V以上 L : 0.5V以下
-20mA
100mA

0.8V以下2KΩ
-DC5-12V ±10%
DC24V ±10%DC5-24V ±10%

40mA

-20mA

0.5V以下

-70mA

-

100mA

0.8V以下-DC5-12V ±10%
DC24V ±10%

40mA

-20mA

0.5V以下-リードスイッチ（接点）

-A

C

B

COM

3Pコネクタ

CA

A

B

B

本体

分解図
D

A
C

B

4Pコネクタ

D

A

C

B

本体

7. カウンタとの接続

電源電圧
-

出力電圧

DC

A Source (DC電源)
B Output A (出力A)C GND
D Output B (出力B)● CT1形・CS形
電磁カウンタ形式
出力CT1-3:11出力(接点)CT1-3:10
CT1-3:1A
CT1-3:10A
無接点1出力CT1-3:100A(電圧出力)
CT1-3:1000A
CT1-3:1R
CT1-3:10R
無接点2出力CT1-3:100R(電圧出力 /
CT1-3:1000R90°位相差)
CT1-3:1AC
CT1-3:10AC
無接点1出力CT1-3:100AC(オープン
CT1-3:1000ACコレクタ出力)
CT1-3:1000ACH
CT1-3:1RC
CT1-3:10RC
無接点2出力CT1-3:100RC(オープン
CT1-3:1000RC コレクタ出力) /CT1-3:1000RCH 90°位相差)

分解図

B

N.O

加減算式電子カウンタ

1● CT1-R形（フォトセンサ2出力） 2
コネクタ式（4P)

AC

● CS形
（リードスイッチ内蔵）

3. 仕様CS-3:1

使用湿度範囲-10℃ - +50℃ （氷結しないこと）
過電圧カテゴリⅡ,汚染度2,屋内使用(IEC61010-1による)※ プーリーは長期間使用すると磨耗し、スリップしやすくなります。大きな誤差を生じることがある為、時々点検して交換するようにしてください。

1. はじめにCS-3:1CT1共通仕様
使用温度範囲設置環境
CS仕様
使用温度範囲リードスイッチ接点出力、最大開閉容量 AC300V 0.7A 7-VA DC350V 0.5A 50W (抵抗負荷)● CT1-A形コネクタ接続（3P）
コネクタ番号力A 出
B G N D
C DC電源● CT1-R形コネクタ接続（4P）MD
432接続するカウンタの端子番号
G48 / E48E60
E10111444333※ 電磁カウンタ等の誘導負荷を接続の場合には、接点保護
DC電源 の為にダイオード、CR等の＋サージ吸収素子をご使用下さい。
−AC電源最大負荷電流 残留電圧 出力インピーダンス

マイクロスイッチ接点出力、最大開閉容量 AC250V 5A DC125V 0.5A (抵抗負荷)

電磁カウンタ

コネクタ番号A DC電源
B 出 力 ACG N D
D出 力 B

MDR
3465

接続するカウンタの端子番号
G48 / E48E60
E10333111444222※ G48-306, E48-102, E48-112にDC電源はありません。 CT1用のDC電源は別にご用意ください。
電圧出力タイプのCT1(CT1-3:1000A/R以外)の場合、並列に繋げて使うことは出来ません。 オープンコレクタ出力タイプのCT1をお使いください。

CT1 / CS Series MANUAL

CT1 / CS Series MANUAL

8. 出力回路9. 外形寸法図● CT1形

18CS-3:11819COM47±0.557130

CT1-A形

3.9KACDC5 - 24V2K

出力

検出回路

DC5 - 12V

A

18B

85.57A

CT1-3:1000AC / CT1-3:1000ACHC

DC5 - 24VA

出力

検出回路

47±0.557130

DC5 - 12V (CT1-3:1000ACHはDC24V)
出力

検出回路

B

7.55C

19

CT1-3:1AC / CT1-3:10AC / CT1-3:100AC30

32+0.3GND

CT1-AC形

4xGND

5穴
95±0.525105

● CS形
B

2526

出力18GND

5穴
95±0.5105● CT1-A、
CT1-R形

検出回路

B

4x+20

320 068

GND

38

39

26

5CT1-R形

7.

3.9K
検出回路

3.9K BDC

CT1-3:1000R

2K

出力 φA
出力 φ B

検出回路

2KB

DC

GND20A

DC5 - 24V

DC5 - 12V
出力 φA

● プーリーを長時間ご使用になりますと磨耗してスリップしやすくなり、大きな誤差を生じることがありますので、時々点検して、交換をするようにしてください。

8

A

48

CT1-3:1R / CT1-3:10R / CT1-3:100R● 計測用プーリーは、空転しないよう回転軸に確実にネジ止め固定してください。
● 計測用プーリーが被測定物・同調ローラーに対し、平行・水平に接触回転するよう本体を取付けてください。
● 振動のある場所での計測は不正確になるばかりでなく、故障の原因にもなりますから避けてください。
● 被測定物がテンション・温度・湿度等で著しく伸縮する材質の場合は、計測時の周囲条件に注意してください。
● 計測表示値と計測製品の実測に大きな差がある場合は、計測用プーリーと被測定製品間のスリップ、測定ローラーと被測定製品の同調にずれがないか点検してください。
● 発信パルス単位長さ当りのON/OFF比は原則として1:1になっています。
発信単位1mの場合0.5m ONで0.5m OFFとなります。
計測開始および終了時に出力接点がON(OFF)からOFF(ON)になった直後か、直前かでカウンタの表示値は同じでも、実際の長さに差がでることがありますのでご注意ください。
この場合は発信器の分解能とご使用の条件を合わせて選択をしてください。

プーリーの交換について

18

106.1+0.30

CCT1-3:1000A

106.1 0CT1-3:1A / CT1-3:10A / CT1-3:100A

7.55COM100±1061

リードスイッチ32

マイクロスイッチ

7+0.3N.O

106.1 0N.O

取付け上の注意85.530CT1-3:1 / CT-3:102661

CS形

CT1形

3x6穴
59

出力 φ B25134

GND47±0.559110

10. オプション品 (別売)

検出回路DCADC5 - 24V

B

出力 φA
出力 φB
GND

検出回路

DC

DC5 - 12V (CT1-3:1000RCHはDC24V)
出力 φA
出力 φ B
GND● 高精度メーター用ゴムプーリ(円周調整品・検査成績書付)※ 追加料金にて各種書類・トレーサビリティ体系図・原器証明書の発行も可能です。

● 海外仕様
ヤード用ゴムプーリー (MRM097)
測定部直径97.0mm (円周1/3ヤード)
外周部ゴム (熱可塑性エラストマー)
張り仕上げ

7.5

B

CT1-3:1000RC / CT1-3:1000RCH

26
18

97 +0.3-0

A

106.1+0.3-0CT1-3:1RC / CT1-3:10RC / CT1-3:100RC

2618

付属品のメーター用ゴムプーリー（2個）をヤード用ゴムプーリー（2個）に変更することが可能です。

7.5CT1-RC形● 耐摩耗性メーター用ウレタンプーリー (MRM110)
測定部直径106.1mm (円周1/3メーター)
外周ウレタン樹脂張り仕上げ
メーター用プーリー

ヤード用プーリー

本紙は2023年03月23日現在のものです。4CT001K
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved,Copyright C 2023,LINE SEIKI CO.,LTD.