Ürün broşürütesto 425

Termal anemometre
testo 425 – App bağlantılı dijital sıcak
tel anemometre

Havalandırma kanalında basit, hızlı ve hassas akış vesıcaklık ölçümü artı hacimsel akış hesaplaması
m/sKablo bağlantılı teleskopik prob ile kanal ölçümlerinde dahafazla esneklik (maksimum uzunluk 820 mm)

m3/sa

testo Smart App'te hızlı uygulama içi (kanal) konfigürasyon,grafik geçmişi, ikinci ekran ve ölçüm verileri belleği°C

Zamanlanmış ve nokta ortalama değer hesaplamasıSağlam gövdeli kompakt tasarım sayesinde dayanıklılıkBluetooth 5.0+ App
testo Smart Appücretsiz indirin

Optimal olarak ayarlanmış klima ve havalandırma

ortalamaları gibi ilgili tüm hesaplamalar, özellikle sağlamsistemleri, modern binalar için belirleyici bir faktördür.

ve kompakt ölçüm cihazı tarafından otomatik olarak

Buna göre havalandırma kanalındaki akış, sıcaklık ve

gerçekleştirilir.

hacimsel akışın doğru olmasını sağlamak için uygun ölçüm
teknolojisinin kullanılması önemlidir.

Bu arada: Ölçüm cihazının konfigürasyonu, ölçüm
değerlerinin görüntülenmesi ve saklanması ile

testo 425 termal anemometre hızlı, kolay ve hassas yol

dokümantasyon, testo Smart App ile özellikle uygundur.

arkadaşınızdır. Kablo bağlantılı teleskopik prob 820

Bu aynı zamanda akıllı telefonunuzu ikinci bir ekrana

mm'ye kadar uzatılabilir, bu da büyük çaplı kanallardadönüştürür.

çalışmayı kolaylaştırır. Hacimsel akışı veya zaman ve nokta

www.testo.com.tr

testo 425

Sipariş verisi / teknik bilgi / aksesuarlar

Sensör tipleri

testo 425, App bağlantılı ve sabit teleskoplu(maks. 820 mm) termal sıcak tel anemometre,taşıma çantası, kalibrasyon protokolü ve
3 adet AA pil dahil

Sıcak telÖlçüm aralığı

0 ... 30 m/sDoğruluk ±1 dijit±(0.03 m/s + 4% ölç.değ.) (0 ... 20 m/s)±(0.5 m/s + 5% ölç.değ.) (20.01 ... 30 m/s)Çözünürlük

0.01 m/s

NTC
Sipariş no. 0563 0425

Ölçüm aralığı

-20 ... +70 °C

Doğruluk ±1 dijit±0.5 °CÇözünürlük

0.1 °C

1981 2244/msp/10.2022

testo 425Çalışma sıcaklığı

Ölçüm cihazı: -20 ... +50 °C
Prob: -20 ... +70 °C

Saklama sıcaklığı-20 ... +50 °C

Batarya tipi

3 x AABatarya ömrü35 saBoyutlarÖlçüm cihazı: 135 x 60 x 28 mm
Prob: Uzunluk 180 mm, Ø 7.5 mm
Kablo uzunluğu 1.5 m

Ağırlık

268 gKoruma sınıfı

Ölçüm cihazı: IP 40
Prob: IP20

Gövde malzemesi

ABS + PC / TPE

Aksesuarlar

Sipariş no.

testo Bluetooth® yazıcı, 1 rulo termalkağıt, şarj edilebilir pil ve şarj ünitesi dahil

0554 0621

Yazıcı için yedek termal kağıt (6 rulo),ölçüm verileri belgeleri 10 yıla kadar
okunabilir0554 0568• Fotoğrafları içeren dijital ölçüm raporlarını sahada
PDF/CSV dosyaları olarak oluşturun ve e-posta ilegönderinAkış için ISO kalibrasyon sertifikası, sıcak
tel/pervane anemometre, Pitot tüp;kalibrasyon noktaları 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0004

Akış için ISO kalibrasyon sertifikası,
sıcak tel/pervane anemometre, Pitot tüp;kalibrasyon noktaları 5; 10; 15; 20 m/s

0520 0034

Ücretsiz indirin

ISO akış kalibrasyon sertifikası, sıcaktel, pervane anemometre, Pitot tüp,kalibrasyon noktaları 0.3; 0.5; 0.8; 1.5 m/s

0520 0024

testo Smart App• Basit ve hızlı: Çok sayıda uygulama içinölçüm menüleri, ölçümün konfigürasyonu veyürütülmesinde optimum destek sağlar• Okumaların net grafik sunumu, örn. sonuçların hızlı
bir şekilde yorumlanması için bir tablo olarak

Android ve iOS için

www.testo.com.tr

Testo Ltd. dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Genel teknik bilgi