NIEUW!

Gemaakt om het
eenvoudig te maken.
Onze compacte HVAC-meetinstrumenten leveren
nauwkeurige resultaten, overal waar je die nodig hebt –snel, flexibel, gebruikersvriendelijk en verbonden met je
smartphone. Eenvoudiger gaat meten niet.

www.testo.com

De nieuwelingen
van Testo:
11 meetinstrumenten.
9 meetgrootheden.
1 app.
Oneindig veel
mogelijkheden.

Inschakelen, meten en meteen meer weten: onze nieuwe

Maar we weten ook dat goede meettechniek ook smart

digitale HVAC-meetinstrumenten leveren je nauwkeurige

moet zijn – daarom zijn onze compacte newcomers en jouw

meetwaarden – eenvoudig en snel. Dat beloven we je.

smartphone dankzij de testo Smart App echte partners.

Wij weten namelijk dat bij jouw werk haast is geboden en

Waar wacht je nog op? Maak het jezelf eenvoudig.

dat je meteen betrouwbare meetresultaten nodig hebt om
verder te kunnen.

2

Airco’s en ventilatiesystemen

Behaaglijkheid

Pagina 6

Pagina 8

Vleugelradanemometer

Vleugelradanemometer

Hittedraadanemometer

CO2meetinstrument

Luxmeetinstrument

Digitale thermohygrometertesto 417

testo 416

testo 425

testo 535

testo 545

testo 625

m/s, m³/h, °C

m/s, m³/h

m/s, m³/h, °C

CO2

Lux

°C, %RV, °Cwb, °Ctp

Drukmeting

Temperatuur

Pagina 10

Pagina 11

Verschildrukmeetinstrument

Verschildrukmeetinstrument

Verschiltemperatuurmeetinstrument

Temperatuurmeetinstrument

NTC + PT100
temperatuurmeetinstrument

testo 512-1

testo 512-2

testo 922

testo 925

testo 110hPa/mbar, m/s, m³/h

hPa/mbar

°C

°C

°C
3

Compacte nauwkeurigheid voor je klussen.
De nieuwe digitale HVAC-meetinstrumenten van Testo staan altijd paraat als je snel exacte
meetwaarden nodig hebt.

Weinig tijd, eindeloze to-do-lijsten en ingewikkelde taken:

En met de testo Smart App heb je niet alleen dedat zijn de momenten waarop je met een gerust hart kunt

belangrijkste meetmenu's altijd bij je – ook documentatie en

terugvallen op de nieuwe compacte meetinstrumenten van

opslaan van meetwaarden zijn met je smarte assistent altijd

Testo.

mogelijk (zie app-informatie vanaf p. 12).

Voor elke relevante meetgrootheid het passende
instrument: Gewoon inschakelen en je hebt meteen
precies die waarde die je nodig hebt om de juiste keuzes
te kunnen maken. Bij alle belangrijke toepassingen - snel,
eenvoudig en nauwkeurig.

Eenvoudig•	Compact design: snel bij de hand, snel opgeborgen.
•	Robuuste verwerking: als het er wat ruiger aan toegaat.
•	Intuïtieve bediening: hightech gereduceerd tot het wezenlijke.
•	Rapporten ter plaatse uitprinten: alles zwart op wit.
•	testo Smart App: metingen configureren, opslaan,
documenteren en nog veel meer (zie p. 12).

4

Elk instrument is beschikbaar
in de handige, compacte en
robuuste testo Smart Case

Snel•	Meteen meetresultaten: in één oogopslag is alles
duidelijk.
•	Configuratie met de testo Smart App: instellingenuitvoeren met een paar keer klikken.
•	Automatische debietmeting:de kanaaldiameter is voldoende.
•	Twee displays zeggen meer dan één: laat je klanten
meetverlopen zien op je smartphone.
In real time.

Nauwkeurig•	In de praktijk beproefde digitale voelers: voor langdurig
stabiele, reproduceerbare en exacte meetresultaten.
• Behulpzame meetmenu's: puntsgewijze en duurmeting in
elk instrument.
• Complexe metingen, compact vereenvoudigd:
bijvoorbeeld ventilatie in een woonruimte heel simpel
meten, inregelen en documenteren.
•	Documentatie met de testo Smart App:geheel zonder gedoe met papier.

5Airco’s en ventilatiesystemen

Airco’s en ventilatiesystemen
eenvoudig onder controle.
Stroming en debiet compact meten.
Om ervoor te zorgen dat mensen graag in een ruimte verblijven zijn airconditionings en ventilatiesystemen voor moderne gebouwen cruciaal.
Dus is het ook belangrijk om met de juiste meettechniek tewaarborgen dat de ruimtes genoeg verse lucht krijgen endat verbruikte lucht wordt afgevoerd. En dat zo efficiënt
mogelijk, bij alle HVAC-systemen.
Met de nieuwe stromingsmeters van Testo voer je deze
taken snel, eenvoudig, nauwkeurig en met smarte app-ondersteuning uit: in het kanaal, bij het luchtrooster en bij
het inregelen van de mechanische ventilatie.

Zo ondersteunt de testo Smart App- Je meetinstrument configureren- Grafisch meetwaardenverloop tonen- Meetgegevens opslaan- Klanten- en meetpuntenbeheer- Documentatie van je werk
- Rapport per e-mail versturen

6Airco’s en ventilatiesystemen

Digitale 100 mm vleugelrad-anemometer testo 417• Eenvoudige, snelle en nauwkeurige meting van stroming, debiet
en temperatuur bij luchtroosters• Efficiënt inregelen van de mechanische ventilatie en snelle documentatie met de testo Smart App• Snelle In-App-configuratie, grafisch verloop, Second Screen en
meetgegevensgeheugen in de testo Smart App• Verschuivende en puntsgewijze gemiddelde waarde berekening• Gaat lang mee dankzij compact design met robuuste behuizing
Bestelnr. 0563 0417
testo 417 set 1
Incl. trechterset voor schotelkleppen en ventilatieroosters.
Bestelnr. 0563 1417
testo 417 set 2
Zoals set 1, plus gelijkrichter voor
wervelroosters.
Bestelnr. 0563 2417

Digitale 16 mm vleugelrad-anemometer testo 416• Eenvoudige, snelle en nauwkeurige stromingsmeting & debietberekening in ventilatiekanalen• Meer flexibiliteit bij kanaalmetingen met de telescoopsonde met
kabel (maximale lengte 850 mm)• Snelle In-App-configuratie, grafisch verloop, Second Screen en
meetgegevensgeheugen in de testo Smart App• Verschuivende en puntsgewijze gemiddelde waarde berekening• Gaat lang mee dankzij compact design met robuuste behuizing
Bestelnr. 0563 0416

Digitale hittedraad-anemometer testo 425• Eenvoudige, snelle en nauwkeurige stromings-, temperatuurmeting en debietberekening in ventilatiekanalen• Meer flexibiliteit bij kanaalmetingen met de telescoopsonde
met kabel (maximale lengte 820 mm)• Snelle In-App-configuratie, grafisch verloop, Second Screen en
meetgegevensgeheugen in de testo Smart App• Verschuivende en puntsgewijze gemiddelde waarde berekening• Gaat lang mee dankzij compact design met robuuste behuizing
Bestelnr. 0563 0425
7

Behaaglijkheid

Behaaglijkheid eenvoudig onder controle.
Voor een prettiger klimaat in gebouwen.

Wonen, werken of recreatie: we brengen dagelijks bijna

Met de nieuwe compacte meetinstrumenten van Testo heb

90% van onze tijd in gesloten ruimtes door!

je snel, eenvoudig en nauwkeurig een goed overzicht van

Voor het welzijn en de gezondheid zijn onderwerpen als

CO2, verlichtingssterkte, temperatuur en luchtvochtigheidbinnenluchtkwaliteit en behaaglijkheid dus hartstikke– en je zorgt op die manier voor een aangenaam en gezondbelangrijk.

klimaat in gebouwen.

Digitaal CO2-meetinstrument testo 535• Eenvoudige, snelle en nauwkeurige meting van de CO2-concentratie• Akoestisch alarm bij overschrijding van grenswaarden• Snelle In-App-configuratie, grafisch verloop, Second Screen
en meetgegevensgeheugen in de testo Smart App• Hoge reproduceerbaarheid van de meetresultaten door langdurig stabiele infraroodsensor• Verschuivende en puntsgewijze gemiddelde waarde berekening
Bestelnr. 0563 0535

8

Behaaglijkheid

Zo ondersteunt de testo Smart App- Je meetinstrument configureren- Grafisch meetwaardenverloop tonen- Meetgegevens opslaan- Klanten- en meetpuntenbeheer- Documentatie van je werk
- Rapport per e-mail versturen

Digitale luxmeter testo 545• Eenvoudige, snelle en nauwkeurige van de verlichtingssterkte (lux) volgens de ooggevoeligheidscurve voor allegangbare lichtbronnen• Breed gamma aan toepassingen door led compatibiliteit(met uitzondering van één-kleurige blauwe led)
• Snelle In-App-configuratie, grafisch verloop, Second Screen
en meetgegevensgeheugen in de testo Smart App• Akoestisch alarm bij overschrijding van grenswaarden• Verschuivende en puntsgewijze gemiddelde waarde berekening
Bestelnr. 0563 1545

Digitale thermo-hygrometer testo 625•E envoudige, snelle en nauwkeurige meting van luchttemperatuur
en relatieve luchtvochtigheid•B erekening van dauwpunt - en natteboltemperatuur•S nelle In-App-configuratie, grafisch verloop, Second Screen
en meetgegevensgeheugen in de testo Smart App• Akoestisch alarm bij overschrijding van grenswaarden• Verschuivende en puntsgewijze gemiddelde waarde berekening
Bestelnr. 0563 1625

9

Drukmeting

Drukmeting eenvoudig onder controle.
Druk compact meten.

Ook voor twee van de belangrijkste metingen aan ver-Ook voor de algemene drukmeting, de inspectie vanwarmingsinstallaties staan de nieuwe compacte meet-

filters en de pitotbuis-meting is testo 512 je betrouwbare

instrumenten van Testo je betrouwbaar bij. Voor snelle

partner.

meetresultaten als het erop aankomt.
En met het verschiltemperatuur-meetinstrument testo 922
Met de verschildrukmeter testo 512 controleer je de gas-

(p. 11) heb je de aanvoer-/retourtemperatuur bij verdelers in

druk bij branders door het meten van de stromingsdruk en

het verwarmingscircuit onder controle.

de rustdruk, snel en nauwkeurig, wat een must is bij onderhoud aan verwarmingen.

Digitale verschildrukmeter testo 512-1•E envoudige, snelle en nauwkeurige verschildrukmeting (0 … 200 hPa) ter
inspectie van filters en voor de pitotbuis-meting in ventilatiekanalen•B etrouwbare meetresultaten door zeer nauwkeurige verschildruksensor
onafhankelijk van de positie•S nelle In-App-configuratie, grafisch verloop, Second Screen en meetgegevensgeheugen in de testo Smart App•D ebietberekening in meetinstrument en app
Tip van de professional:
Ideaal voor demeting van degasstromings-/
rustdruk.

•A koestisch alarm bij overschrijding van grenswaarden
Bestelnr. 0563 1512

Digitale verschildrukmeter testo 512-2•E envoudige, snelle en nauwkeurige verschildrukmeting (0 … 2.000 hPa)•S nelle In-App-configuratie, grafisch verloop, Second Screen en meetgegevensgeheugen in de testo Smart App•A koestisch alarm bij overschrijding van grenswaarden•V erschuivende en puntsgewijze gemiddelde waarde berekening•G aat lang mee dankzij compact design met robuuste behuizing
Bestelnr. 0563 2512

Tip van de professional:
ideaal voor de meting vanhoge drukken.

Zo ondersteunt de testo Smart App- Je meetinstrument configureren- Grafisch meetwaardenverloop tonen- Meetgegevens opslaan- Klanten- en meetpuntenbeheer- Documentatie van je werk

10

- Rapport per e-mail versturen

Temperatuur

Temperaturen eenvoudig onder controle.
De belangrijkste meetwaarde compact meten.
Digitaal verschiltemperatuur-meetinstrument testo 922• Eenvoudige, snelle en nauwkeurige meting van de verschiltemperatuur via
dual-thermokoppel type K (2 TE type K voelers inbegrepen)• Snelle In-App-configuratie, grafisch verloop, Second Screen en meetgegevensgeheugen in de testo Smart App• Veelzijdige toepassingen door groot meetbereik van -50 °C tot 1.000 °C• Grote keuze aan voelers optioneel en compatibel met gangbare TE type K
voelers
Tip van deprofessional:
ideaal voor de meting vande aanvoer-/retourtemperatuur.

• Akoestisch alarm bij overschrijding van grenswaarden
Bestelnr. 0563 0922

Digitaal temperatuur-meetinstrument testo 925• Eenvoudige, snelle en nauwkeurige temperatuurmeting met thermokoppel
type K voeler (1 TE type K voeler inbegrepen)• Snelle In-App-configuratie, grafisch verloop, Second Screen en meetgegevensgeheugen in de testo Smart App• Veelzijdige toepassingen door groot meetbereik van -50 °C tot 1.000 °C• Grote keuze aan voelers optioneel en compatibel met gangbare TE type K
voelers• Akoestisch alarm bij overschrijding van grenswaarden
Bestelnr. 0563 0925

Temperatuurmeting in laboratoria en voedingsbranche

Temperaturen in laboratoria en voedingsbranche eenvoudig onder controle.
Bijzonder nauwkeurig, ook bij lage temperaturen.
Digitaal temperatuur-meetinstrument testo 110• Eenvoudige, snelle en bijzonder nauwkeurige temperatuurmeting met
NTC of Pt100 voeler (optioneel verkrijgbaar)• Snelle In-App-configuratie, grafisch verloop, Second Screen en meetgegevensgeheugen in de testo Smart App• HACCP-conform, gecertificeerd volgens EN 13485 voor gebruik in devoedingsbranche• Uiterst nauwkeurige meetresultaten en hoge systeemnauwkeurigheid met
digitale Pt100-voelers (kalibratie zonder meetinstrument)• Akoestisch alarm bij overschrijding van grenswaarden
Bestelnr. 0563 0110

11

Eén app voor alles: dat is nog eens smart!
De testo Smart App wordt je onmisbare metgezel.

Wat zo bijzonder is aan de nieuwe instrumenten van Testo:

is documentatie ook belangrijk? Net zo makkelijk – met deje kunt ze geheel naar eigen wensen configureren en ge-

testo Smart App. Met de gratis app haal je het maximale uit

bruiken. Gewoon alleen meten en verder niets? Absoluut

je nieuwe meetinstrument. En uiteraard verbinden app en

geen probleem. Of heb je misschien heel andere instellin-

meetinstrument zich heel eenvoudig automatisch.

gen in je hoofd, wil je de meetwaarden graag opslaan en

Eenvoudig•	Intuïtieve meetmenu's•	Snelle configuratie•	Ongecompliceerde documentatie

Snel•	Met een paar keer klikken naar de meting•	Alle meetwaarden in één oogopslag•	Verloopweergave als grafiek of tabel

12Efficiënt

•	Opslag van meet- en klantgegevens•	Rapporten eenvoudig maken en per e-mail versturen•	Tweede display

Clever•	Gegevensuitwisseling met pc-software
testo DataControl•	Continue updates en uitbreidingen•	Gratis download, gratis gebruik

13

Wil je het echt heel precies weten?
Gelijk heb je.
Overzicht van alle technische gegevens.

Airco’s enventilatiesystemen

Product

testo 416

testo 417

Beschrijving

16 mm vleugelrad-anemometer
met app-koppeling,
vast aangesloten
telescoop (max. 850mm), incl. transporttas en kalibratieprotocol

100 mm vleugelrad-anemometer
met app-koppeling, incl.
transporttas en
kalibratieprotocol

testo 417 set 1

testo 417 set 2

testo 425

Meetgrootheidm/s, fpm, m³/h,
cfm, l/s

m/s, fpm, °C, °F, m³/h, cfm, l/s

Meetbereik

0,6 … 40 m/s

0,3 … 20 m/s
0 … +50 °C

Nauwkeurigheid±(0,2 m/s
+1% v. mw.)±(0,1 m/s +1,5 % v. mw.)
±0,5 °C

Resolutie

0,1m/s0,01m/s
0,1 m³/h (0 … +99,9 m³/h)
1 m³/h (overig meetbereik)
0,1 °C0,01m/s
0,1 °C

100 mm vleugel100 mm vleugelrad-aneThermische hitterad-anemometer met
mometer met app-kopdraad-anemometerapp-koppeling, incl.
peling, incl. meettrechtermet app-koppeling,meettrechter voor schovoor schotelkleppen,
vast aangesloten teletelkleppen, meettrechter meettrechter voor ven- scoop (max. 820 mm),voor ventilatieroosters,
tilatieroosters, gelijkincl. transporttas entransporttas en kalibrarichter, transporttas en
kalibratieprotocol
tieprotocol
kalibratieprotocol
m/s, fpm, °C, °F, m³/h,
cfm, l/s
0 … 30 m/s-20 … +70 °C±(0,03 m/s +4 % v. mw.)
(0 … 20 m/s)±(0,5 m/s +5 % v. mw.)
(20,01 … 30 m/s)
±0,5 °C

Classificatie

IP40 (voeler: IP20)

IP40 (voeler: IP20)

IP40 (voeler: IP20)

Batterij (incl.)

3 x AA

3 x AA

3 x AA

Batterijduur (h)

60

50

35

Koppeling
testo Smart App
Bestelnr.

0563 0416

0563 0417

0563 1417

0563 2417

0563 0425

Drukmeting

Product
Beschrijving
Meetgrootheid
Meetbereik

testo 512-2

0 … +200 hPa

0 … +2.000 hPa±(0,3 Pa + 1 % v. mw.) ±1 digit (0 … 25 hPa)±(0,1 hPa + 1,5 % v. mw.) ±1 digit (25,001 … 200 hPa)

0,5 %fs

Resolutie

0,001 hPa

1 hPa

Overbelasting±500 hPa±2.500 hPa

Classificatie

IP40

IP40

Batterij (incl.)

3 x AA

3 x AA

Batterijduur (h)Koppeling
testo Smart App
Bestelnr.

120

120

0563 1512

0563 2512

Nauwkeurigheid

14

testo 512-1

Verschildrukmeter met app-koppeling, meetbereik 0 … 200
Verschildrukmeter met app-koppeling, meetbereikhPa, akoestisch alarm, incl. transporttas, silicone-aansluits0 … 2.000 hPa, akoestisch alarm, incl. transporttas,
lang en kalibratieprotocol
silicone-aansluitslang en kalibratieprotocol
Pa, hPa/mbar, kPa, psi, in²Hg, in²H2O, mm²H₂O, mm²Hg, m/s,
Pa, hPa/mbar, kPa, psi, in²Hg, in²H₂O, mm²H₂O,
fpm, m³/h, cfm, l/s
mm²Hg

Behaaglijkheid

Product

testo 535

testo 545

testo 625

Vochtigheids-temperatuur-meetinLuxmeter met app-koppeling, akoesstrument met app-koppeling, akoestisch alarm, incl. transporttas en kalitisch alarm, incl. transporttas en
bratieprotocol
kalibratieprotocol

Beschrijving

CO₂-meetinstrument met app-koppeling, akoestisch alarm, incl. transporttas en kalibratieprotocol

Meetgrootheidppm, %

lux, fc%RH, °C, °F, °C td, °C dp

0 … 10.000 ppm

0 … 100.000 lux

0 … 100 %RV-20 … +60 °C

Meetbereik

Nauwkeurigheid

Resolutie
Classificatie
Batterij
Batterijduur
Koppeling
testo Smart App
Bestelnr.

IP40 (voeler: IP20)
3 x AA
30

Klasse C, overeenkomstig DIN
5032-7 /EN 13032-1, bijlage B
f1 = 6% = ooggevoeligheidsaanpassing
f2 = 5% = cos-getrouwe beoordelingTotaal ≤15%
±3 % v. mw. ±1 digit
0,1 lux (< 10.000 lux)
1 lux (≥ 10.000 lux)
IP40 (voeler: IP20)
3 x AA70

0563 0535

0563 1545

testo 922

testo 925

±100 ppm +5 % v. mw.

1 ppm

2,5 %RV (5 … 95 %RV)
±0,5 °C

0,1 %RV
0,1 °C
IP40 (voeler: IP20)
3 x AA
100

0563 1625

Temperatuur

Product

Beschrijving

Meetgrootheid

1-kanaals temperatuur-meetinstru2-kanaals temperatuur-meetinstrumentment
TE type K met app-koppeling, akoesTE type K met app-koppeling, akoestisch alarm, incl. transporttas, 2 x TE
tisch alarm, incl. transporttas, 1 x TE
type K voeler en kalibratieprotocol
type K voeler en kalibratieprotocol

testo 110
1-kanaals temperatuur-meetinstrument
NTC / Pt100 met app-koppeling,
TUC-bus voor voeleraansluiting,akoestisch alarm, incl. transporttas
en kalibratieprotocol°C, °F°C, °F-50 … +1.000 °C-50 … +1.000 °C

Nauwkeurigheid±(0,5 °C + 0,3 % v. mw.)(-50 … +1.000 °C)±(0,5 °C + 0,3 % v. mw.)(-50 … +1.000 °C)

Resolutie

0,1 °C (-50 … +499,9 °C)
1 °C (overig meetbereik)

0,1 °C (-50 … +499,9 °C)
1 °C (overig meetbereik)

IP40 (optioneel Top-Safe IP65)
3 x AA
120

IP40 (optioneel Top-Safe IP65)
3 x AA
150

NTC: -50 … +150 °C
Pt100: -200 … +800 °C
NTC: ±0,2 °C (-20 … +80 °C)±0,3 °C (overig meetbereik)
Pt100: overeenkomstig de voelernauwkeurigheid
NTC: 0,1 °C
Pt100: overeenkomstig de voelernauwkeurigheid
IP40 (optioneel Top-Safe IP65)
3 x AA
100

0563 0922

0563 0925

0563 0110

Meetbereik

Classificatie
Batterij
Batterijduur
Koppeling
testo Smart App
Bestelnr.

°C, °F

15

Toebehoren & voelers
Bestelnr.

Top-Safe beschermhoes van silicone voor testo 922/925/110 voor IP65

0516 0224

Bluetoothincl. accu en lichtnetadapter

0554 0621

Vervangend thermisch papier voor printer (6 rollen), langdurig leesbare meetgegevens-documentatie tot wel 10 jaar0554 0568®-/IRDA-printerVoelertype
NTC/PT100 voor testo 110

Maten voelerbuis/voelerbuispunt

Buisvoeler (NTC) voor buisdiameters
van 5 tot 65 mm, vaste kabel
uitgerekt 1,2 m
Waterdichte dompel-/steekvoeler
NTC, vaste kabel uitgerekt 1,2 m
Uiterst nauwkeurige digitale
Pt100-steekvoeler voor het meten
in vloeistoffen en pasta-achtige
media met een nauwkeurigheid tot±0,05 °C

Voelertype
Type K voor testo 922/925

115 mm

50 mm

Ø 5 mm

Ø 4 mm

295 mmØ4mm

Maten voelerbuis/voelerbuispunt

Robuuste luchtvoeler, TE type K,
vaste kabel uitgerekt

115 mmMeetbereik

Nauwkeurigheid

Reactietijd

Bestelnr.

-50 … +120 °C±0,2 °C (-25 … +80 °C)–

0615 5605-50 … +150 °C±0,5 % v. mw.
(+100 … +150 °C)±0,2 °C (-25 … +74,9 °C)±0,4 °C (overig meetbereik)

10 s0615 1212-80 … +300 °C±0,3 °C(-80 … -40,001 °C)±(0,1 °C + 0,05
% v. mw.)(-40 … -0,001 °C)±0,05 °C (0 … +100 °C)±(0,05 °C +0,05 % v. mw.)(+100,001 … +300 °C)

t₉₀ <45 sec

0618 0275

Meetbereik

Nauwkeurigheid

Reactietijd

Bestelnr.

-60 … +400 °C

Klasse 2 1)

200 sec

0602 1793-60 … +300 °C

Klasse 2 1)

3 sec

0602 0393-40 … +1.000 °C

Klasse 1 1)

4 sec

0602 5693

Ø 4 mmZeer snel reagerende
oppervlaktevoeler met verende
thermokoppelband, ook voor
oppervlakken die niet vlak zijn,
meetbereik kortst. tot +500 °C, TE
type K, vaste kabel uitgerekt
Steek-meetpunt, buigzaam, voor
metingen in lucht/uitlaatgassen (nietgeschikt voor metingen in smelt),
TE type K

115 mm
Ø 5 mm

Ø 3 mmØ 12 mm

1.000 mm1)

Volgens norm EN 60584-1 heeft de nauwkeurigheid uit klasse 2 betrekking op-40 … +1200 °C.

www.testo.com

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.

Toebehoren

2983 143X/B&B/TT/dk/03.2024

Meer voelers op www.testo.com