アクアトロール

Aqua TROLL 200

自記水位 / 導電率計

Aqua TROLL 200 は、計測中の比重の変化をリアルタイムに水位データへ補償する「Dynamic Density」機能を搭載。設置環境に左右されない高精度の計測を実現しました。

特徴・ 絶対圧、大気圧自動補正型の 2 モデル

水位センサー非搭載の「Aqua TROLL 100」
モデルもご用意しております

・ 内部にメモリおよびバッテリーが内蔵された自記式センサー
・ 直径 18mm の小径センサーで筐体材質はチタン製。設置環境を選びません®

・ データ設定 / 回収は Windows PC または Android/iOS 端末で操作

TROLL® シールドシステム

・ 4-20mA、RS485 出力が標準装備。テレメトリへの利用も可能®

・ センサー精度はフルスケール 0.05%

銅製のノーズコーンと導電率センサーガードが海洋生物の付着を防ぎます®

・海洋生物付着防止「TROLL シールドシステム」を用意
設置3ヶ月後装着

非装着

簡単操作の計測設定・データ回収用ソフトウェア/アプリ

In-Situ 5 ソフトウェア（Windows® PC)

VuSitu アプリ（Android/iOS 端末）

設定項目がイメージしやすいユーザーインターフェース。
メモリ・バッテリー容量もインジケーターで確認。
ログデータは Microsoft Excel 形式等に変換出来ます。

設置地点の GPS、写真を登録し、判りやすいデータ管理を実現。
端末内に回収されたログデータは CSV 形式に変換し、E メールに添付して遠隔地から送信（要ネットワーク環境）することも可能です。
現地へ PC を持参する必要はありません。

確かな精度
In-Situ社のセンサーは、NIST（米国国立標準技術研究所）準拠の校正が行われています。
他社製品と比較し、幅広い温度範囲において誤差の少ないセンサー特性を持っています。
0.5

0.5

In-Situ Rugged TROLL 200 （9mレンジ）
0.4

0.2

0.1
0.05
0-0.05

他社D（10mレンジ）

0.2

0.1
0.05
0-0.05

-0.1

-0.1

-0.2

-0.2

-0.3

-0.4
-10

他社C（10mレンジ）0.3

Accuracy % of FS

Accuracy % of FS

0.4

他社 A （10mレンジ）
他社 B （10mレンジ）

0.3

-0.3

0102030

Water Temperature °C40

アプリケーションIn-Situ Aqua TROLL 700（9mレンジ）

50-0.4-100102030

4050

Water Temperature °C※グラフ中の各色は、設置水温における各水位センサーの誤差範囲を表しています。
出典：Sorensen & Butcher 2011, GWMR 31(4) 56-62

・海洋、汽水域の調査
・地下水の汚染物質モニタリング・養殖、水産・外部出力機能を利用したテレメトリや装置の制御

®

製品仕様 Aqua TROLL 200
動作温度： -5 〜 50 ℃
保管温度：-40 〜 65 ℃
精度保証範囲：0 〜 50 ℃

寸法・重量

直径：18.3mm、全長：315ｍｍ
重量：500g

材質

筐体：チタン、導電率センサ：PVC、ノーズコーン：デルリン

外部出力Modbus/RS485、 SDI-12、4-20mA

延長アダプタケーブルは簡単脱着~ Rugged Cable システム ~動作環境

内蔵バッテリー外部電源

DC 8 〜 36V

内蔵メモリー容量4.0 MB

記録可能点数

190,000

・簡単接続の「Twist-Lock」方式
・簡単接続
続の「Twist-Lock」方式

記録可能ログ数

50・耐圧1200m
・耐圧12000m・コネクタはチタン製で堅牢・コネクタはチタン製で堅牢・ケーブル長は1m単位で指定可
・ケーブル
ル長は1m単位で指定可

ロギングモード

リニア、リニア平均、イベント

ログインターバル（最短）1分

出力インターバル（最短）

1秒

内部時計

日差1秒以下

導電率センサー平衡4電極電位方式

測定原理

EPA Method 120.1; Standard Methods 2510

レンジ、精度、分解能

換算パラメーター
導電率（温度補償なし）
導電率（25℃換算）
塩分
全溶存物質（TDS）
抵抗値
比重

レンジ：0 〜 100,000 µS/cm
精度： 読取値の 0.5% + 1 µS/cm （＜80,000 µS/cm）
読取値の 1.0% （＞80,000 µS/cm）
分解能：0.1 µS/cm
単位
レンジµS/cm、 mS/cm
0 〜 100,000 µS/cmµS/cm、mS/cm
0 〜 100,000 µS/cm
PSU
0 〜 42 PSU
ppt、 ppm
0 〜 82 ppt
Ω/cm
10 〜 200,000 Ω/cm
3g/cm30.98 〜 1.14 g/cm

水位センサー

圧力式（ピエゾ抵抗型）

レンジ

・専用アダプタでケーブル同士を連結可
専用アダダプタでケーブル同士を連結可
ダプタでケ
ブル同士を連結可(イベントモード時においては最短1秒)※バラ線加工も承ります
線加工も承ります
非通気型

通気型

Ø 6.7mm

絶対圧式

大気圧自動補正（差圧、ゲージ）式

30 psia: 10.9 m (35.8 ft)
100 psia: 60.0 m (197 ft)
300 psia: 200.7 m (658.7 ft)
500 psia: 341.3 m (1120 ft)

5 psig: 3.5 m (11.5 ft)
15 psig: 11 m (35 ft)
30 psig: 21 m (69 ft)
100 psig: 70 m (231 ft)
300 psig: 210 m (692 ft)
500 psig: 351 m (1153 ft)

設置限界

センサーレンジの2倍まで。3倍で破壊精度、分解能

精度： 0.05% FS

Ø 6.7mm

ポリウレタンor
テフゼル被覆6 芯線+ シールド通気チューブ

豊富なオプション

バックシェル
ハンガー

乾燥剤（小）

乾燥剤（大）

ケーブル延長アダプタ

分解能： 0.005% FS 以上
表示単位

圧力：psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH 2 O, inH 2 O
水位：in, ft, mm, cm, m

温度センサー
測定原理

EPA Method 170.1

精度、分解能

精度：

表示単位

℃、 F

本体保証

製造後２年

0.1℃、分解能： 0.01℃以上

TROLL Com
ダイレクトコネクト

大気圧計
Baro TROLL

外部電池パック
Wireless TROLLL Com
Wireless TROLLL Com
での通信イメージ

TROLL Com
ケーブルコネクト

1/4 インチ
NPT アダプタ

パンフレットに記載された仕様は予告なく変更されることがあります

ISAT202003V5.2

総代理店
8-13-1 銀座三井ビルディング‫ূٿ‬਎੃ৗ೛ય஛દ஛દ76অঝ)‫ؙ‬7(/)$;