Fișă tehnicătesto 425

Anemometru termic
testo 425 - Anemometru digital cu fircald cu conexiune pentru aplicațieMăsurarea simplă, rapidă și precisă a debitului șitemperaturii plus calculul debitului volumic în conducta deventilație

m/s

Mai multă flexibilitate pentru măsurătorile în conducte cu
ajutorul sondei telescopice conectate prin cablu (lungimem3/h

maximă 820 mm)
Configurație rapidă în aplicație (conductă), istoric grafice,°C

ecran secundar și memorie de date de măsurare în testo
Smart AppCalculul valorii medii temporizat și punctual

Bluetooth 5.0+ aplicațieDurabilitate prin designul compact cu carcasă robustă

testo Smart Appdescărcare gratuităSistemele de climatizare și de ventilație optimizate suntdiametru mare. Toate calculele relevante, cum ar fi debitul

un factor decisiv pentru clădirile moderne. În consecință,volumic sau mediile temporale și punctuale, sunt efectuateeste important să se utilizeze tehnică de măsurare adecvată

automat de către instrumentul de măsurare deosebit depentru a se asigura că debitul, temperatura și debitul

robust și compact.

volumic din conducta de ventilație sunt corecte.
De altfel: configurarea instrumentului de măsurare, afișareaAnemometrul termic testo 425 este însoțitorul

și stocarea valorilor măsurate, precum și documentarea

dumneavoastră rapid, ușor și precis. Sonda telescopică

sunt deosebit de comode cu testo Smart App. Aceasta

conectată prin cablu poate fi extinsă până la 820 mm, ceeatransformă smartphone-ul dumneavoastră într-un al doilea

ce facilitează lucrul deasupra capului sau în conducte cu

ecran.

www.testo.com

testo 425

Date pentru comandă / date tehnice / accesorii

Tipuri de senzor

testo 425, anemometru cu fir cal cu conexiune
pentru aplicație și telescop fix (max. 820 mm),geantă de transport, protocol de calibrare și
3 X baterii AA incluse

Cod produs 0563 0425

EliceDomeniu de măsurare

de la 0.01 la 30 m/s

Precizie ± 1 digit±(0,03 m/s + 4% din v.m.) (de la 0.01 la20 m/s)±(0,5 m/s + 5% din v.m.) (de la 20,01 la 30m/s)Soluție0,01 m/s

NTC
Domeniu de măsurare

de la -20 la +70 °C

Precizie ± 1 digit±0,5 °C

Rezoluție0,1 °C

1981 2244/msp/09.2022

testo 425

Testo Smart App

Temperatură deoperare

Instrument de măsurare: de la -20 la +50 °CSondă: de la -20 la +70 °C

Temperatură dedepozitarede la -20 la +50 °C

Tip baterie

3 x AA

Durată de viațăbaterie

35 hDimensiuni

Instrument de măsurare: 135 x 60 x 28 mm
Sondă: Lungime 180 mm, Ø 7,5 mm
Lungime cablu 1,5 m

Masa

268 g

Clasă de protecție

Instrument de măsurare: SondăIP 40: IP20Material carcasă

ABS + PC / TPE

Accesorii

Codprodus• Simplu și rapid: meniurile de măsurare pentru
numeroase aplicații oferă suport optim înconfigurarea și efectuarea măsurătorilorImprimantă testo cu Bluetooth® cu 1 rolăde hârtie termică inclusă, acumulator șialimentator

0554 0621• Prezentare grafică clară a valorilor măsurate, deexemplu sub formă de tabel, pentru o interpretare
rapidă a rezultatelor

Rezervă de hârtie termică pentru
imprimantă (6 role), datele măsurătorilorpot fi lizibile timp de până la 10 ani

0554 0568• Crearea de rapoarte de măsurare digitale, inclusiv
cu fotografii, ca fișiere PDF/CSV la fața locului și
expedierea acestora prin e-mailCertificat de calibrare debit ISO; fir cald/anemometrul cu elice, tub Pitot; punctede calibrare 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0004

Certificat de calibrare debit ISO; fir cald/anemometrul cu elice, tub Pitot; punctede calibrare 5; 10; 15; 20 m/s

0520 0034

Certificat de calibrare debit ISO; fir cald,anemometrul cu elice, tub Pitot; punctede calibrare 0,3; 0,5; 0,8; 1,5 m/s

0520 0024

Descărcare gratuităpentru Android și IOS

www.testo.com

Pasibil de modificări, inclusiv de modificări de ordin tehnic.

Date tehnice generale