保証書付

取 扱 説明 書

各部のなまえ本体および付属品

本体

シチズン額式体温計

HL710H

体温の測りかた（検温）

プローブ窓

プローブ窓の確認

プローブ測定を行う前に、プローブ窓を確認します。
プローブ窓が汚れている場合はきれいにしてください。

表示部
SCAN（電源 / 測定）
スイッチ

モードスイッチ

メモリーボタン電池カバー• ご使用前に本書を必ずお読み

体温の測り方（検温）① SCAN（電源 / 測定）スイッチを押します。
表示部と SCAN（電源 / 測定）スイッチ周囲のバックライトが約 5 秒間点灯します。

プローブ窓はきれいにください。

• 本書は保証書を兼ねています。
紛失しないよう大切に保管してください。

付属品

以下のものがそろっているかご確認ください。

• 本体• EMC 技術資料
• 取扱説明書（本書） • 単 4 形アルカリ乾（保証書付）
電池２本（モニター• 医療機器添付文書用）• ご使用中は必ず本書をお手元に置いてください。

安全上のお願い

ご使用前に、必ずお読みください。

強制 必ず実行していただく「強制」内容です。
禁止 してはいけない「禁止」内容です。

警

告意

人が傷害を負ったり、物的損害 * の発生する可能性が想定される場合* 物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

・体温計を修理・改造・分解しないでください。
→事故や故障の原因になります。
禁止
・体温測定は人以外には使用しないでください。
→故障の原因になります。
・携帯電話などの近くで使用したり、強い静電気や電磁波、磁石などに近づけたりしないでください。
→誤作動をおこすおそれがあります。
・高温や直射日光の当たるところ、湿気の多いところ、ほこりの多いところなどでの保管は避けてください。
→事故や故障の原因になります。
・無理に曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。
→故障の原因になります。
・本体に水をかけないでください。
→故障の原因になります。
・電池の＋－の向きを間違えないようにしてください。
→漏液、発熱、破裂などをおこし、本体が破損する原因になります。

HL710H_IM_2202.indd

2-3

PM マーク◦‌市販の綿棒でプローブ窓を乾拭きしてください。
◦‌乾拭きで汚れが落ちない場合は、綿棒または布に消毒用アルコールを浸み込ませてから拭き取ってください。

℃マーク
メモリーマーク
検温値
室温測定マーク

不安定測定検出マーク
額測定マーク

物体表面温度
連続測定マーク

物体表面温度測定マーク

保証規定
つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。

• 誤ったご使用またはお取扱いによる故障または損傷。
• 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
• 火災、地震、水害、異常電圧、指定以外の電源およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
• 保証書のご提示がない場合。
• 保証書のお買い上げ日、販売店名などの記載に不備がある場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
• ご使用後の外装面のキズ、破損、外装部品、付属品、消耗品（電池）などの交換。
※ お 買い上げの販売店にご持参いただく場合の諸費用や弊社にご送付いただく場合の送料等は、お客様の負担となります。
• 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
• 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

保証書

本書は、お客様が取扱説明書に従って正しく使用したにもかかわらず、万一故障した場合、本保証規定に従ってお買い上げ後1 年間は無料修理をおこなうことをお約束するものです。お客様に記入いただきました本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

商品コード HL710H
お 客 様
お 名 前
ご 住 所様TEL−※以下につきましては、必ず販売店にてご記入、ご捺印をお願いいたします。

年月日②プローブ窓を額中央に向け、プロー
ブを額より１cm ～３cm 以内に近づけ、SCAN（電源 / 測定）スイッチを押します。
※ ‌バックライトが約 6 秒間点灯します。

①電池カバーを開けます。
電池カバーを矢印方向にスライドさせてください。

「ピー」とブザーが鳴ったら検温終了です。
（測定時間：約 1 秒）
測定結果を確認します。
※ ‌連 続で測定する場合、プローブ窓を額中央に向け、再度SCAN（電源 / 測定）スイッチを押すと「---」が表示され、「ピー」とブザーが鳴ったら測定結果が表示されます。
注意：②電池を入れます。
「+」「－」の向きに注意して入れてください。

◦検温値は、舌下温に換算された値です。
◦運動後や入浴後 30 分以内の測定は正しい値が出にくい場合があります。

高熱アラート
測定結果が 37.5℃以上の場合、「ピッピッ」と連続でブザーが鳴ります。
③電池カバーを閉めます。
電池カバーを押さえながら矢印方向（水平）にスライドさせます。
「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

電源オフ
表示部に“”が表示されるまで SCAN（電源 / 測定）スイッ
チを約 6 秒間長押ししてください。
※ SCAN（電源 / 測定）スイッチを押さなくても、約 1 分後、自動的に電源がオフになります。使用後は、綿棒やアルコール綿で本体、プローブやプローブ窓の汚れを拭き取り、完全に乾かしてから保管してください。

電池交換および注意

測定結果の呼び出しかた◦‌電池マーク“
さい。

本製品は 12 回分の体温測定結果、測定日時を呼び出して確認できます。（額測定のみ）”が点滅または点灯したら、電池を交換してくだ◦‌アルカリ電池、ニッケル水素充電池を混ぜて使用しないでください。
◦‌アルカリ電池、ニッケル水素充電池以外は使用しないでください。
◦‌付 属の電池はモニター用ですので、所定の電池使用回数を満たさない場合があります。

お買い上げ日より1年間

製造販売元

検査証：本製品は弊社の定められた検査に合格しております。

”（額測定マー

電池の入れかたと交換および注意※ 電池交換後は、再度、日付、時刻の設定を行ってください。

販売店名および住所

保証期間「ピッ」とブザーが鳴り、“ク）が表示されます。

−〒

お買い上げ日プローブ窓が汚れていると検温精度に影響をおよぼします。

電池マーク

日時表示

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

・検温結果の自己判断、および治療は危険です。
必ず医師の指導に従ってください。
強制→自己判断は、病気の悪化につながるおそれがあります。
・お子様だけで使わせないでください。
→事故や故障の原因になります。
・他の人が使用した後はプローブやプローブ窓をよく清掃してから使用してください。
→感染などの原因になります。
・プローブやプローブ窓内部のセンサー、本体が損傷している場合は使用しないでください。
→けがなどの原因になります。
・電池はお子様の手の届くところに置かないでください。
・電池の液が目に入ったり、皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流して、医師の治療を受けてください。
→けがなどの原因になります。

注

表示部2202◦‌ニッケル水素充電池は専用の充電器で充電してからご使用ください。
◦‌使 用済みの電池は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処分してください。

”（メ（1）メモリーボタンを押すと、メモリー番号と“モリーマーク）が表示されます。すぐあとに保存したメモリーが“”と同時に表示されます。その”が点滅し、メモリーの測定日と測定あいだ、“時刻が交互に表示されます。

※ニッケル水素充電池は、エネループまたは充電式エボルタをご使用く
ださい。

2022/09/05

13:33:07

（2）もう一度メモリーボタンを押すと、更に前回の測定結果を確認できます。
※ 約 1 分間操作をしないと電源がオフになります。

3. 物体表面温度連続測定モード
約 3 秒間隔で連続的に液体や固体の表面温度を測ることができます。

測定結果の消去のしかた

操作説明：※個別の測定結果は消去できません。

（1）電源オンの状態でモードスイッ
チ を 2 回 押 す と、 物 体 表 面 温度連続測定モードに入ります。
“”（物体表面温度連続測定マーク）が表示されます。

（1）メモリーボタンを押します。
（2）モードスイッチを約 3 秒間長押しすると、“”と表示されます。
（3）もう一度モードスイッチを押すと“”と表示され保存した全測定結果の消去が完了します。

（2）プローブを物体に向け、SCAN（電源 / 測定）スイッチを押すと、約 3 秒間隔で物体表面温度が表示されます。
測定のたびにスイッチを押す必要はなく、ブザー音は鳴りません。約 1 分間連続測定ができます。
※約 1 分間操作をしないと電源がオフになります。

その他の機能1. 時計機能
日付、時刻の設定ができます。設定をすると、メモリーに測定結果と測定日時が保存されます。

4. 室温測定モード
気温や部屋の温度を測ることができます。
操作説明：

設定方法：

（1）電源オンの状態でモードスイッチを約 5 秒間長押しすると、時刻設定モードに入ります。
（2）西暦年が点滅するので、メモリーボタンを押して数字を設定し、モードスイッチを押して決定します。
（3）「月→日→時→分」と切り替わるので (2) と同様に操作を行い、最後に「PM」(12 時間表示 ) もしくは「24」(24時間表示 ) の設定を決定し、時計設定を完了します。		 メモリーボタンを約 3 秒間長押しすると連続的に数字を変えられます。

2. 物体表面温度測定モード
液体や固体の表面温度を測ることができます。
（例：水、ミルク等）
操作説明：（1）電源オンの状態でモードスイッ
チを押すと、“”（物体表面温度測定マーク）が表示されます。
（2）プローブを物体に向け、SCAN（電源 / 測定）スイッチを押すと、
約 1 秒で物体表面温度が表示されます。		 SCAN（電源 / 測定）スイッチを押すごとに温度を測定します。		 測定物との距離を 1cm ～ 3cm 離して測定した値がもっとも正確な温度です。
※約 1 分間操作をしないと電源がオフになります。
※物体表面温度測定モードで測定した温度は表面温度です。体温測定には使用できません。

HL710H_IM_2202.indd※連続測定モードを延長する場合は、途中で SCAN（電源 / 測定）スイッチを押すことで延長することができます。

4-5（1）本体を 30 分程測定する部屋になじませてからご使用ください。
（2）電 源 オ ン の 状 態 で、 モ ー ド ス
イッチを 3 回押すと、室温測定モードに入ります。“ ”（室温測定マーク）が表示されます。
（3）SCAN（電源 / 測定）スイッチを押すと、約 1 秒で室温を表示します。
※約 1 分間操作をしないと電源がオフになります。

5. 不安定測定検出
測定中に本製品、額、測定物表面のいずれかが動いて、不安定な状態を検知した場合に表示されます。
•「不安定測定検出マーク」が表示された場合は、本製品、額、測定物表面を安定させて再測定してください。

● 本製品は防水構造ではありません。水中に放置したり、水道の蛇口に直接あてないでください。
● 本体に汚れや水気が付着した状態で保管することは避けてください。故障の原因になります。
● 本体を保存環境範囲外では保管しないでください。故障の原因になります。
※‌参考（周囲温度：－ 20.0℃～ 55.0℃、相対湿度：95％
RH 以下）● 水のかかる場所、直射日光の当たる場所、高温多湿になる場所、ホコリの多い場所では保管しないでください。
● 火の近くを避け、振動、衝撃（運搬時を含む）を受ける場所に保管しないでください。
● 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。

額式体温計● 消毒用アルコール等に本体を浸さないでください。故障の原因になります。
● 汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた布をよく絞ってから拭き取ってください。シンナーやベンジン、アルキルジアミノ
エチルグリシン塩酸塩、クロルヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウムなどは絶対に使わないでください。変色、変質、変形や故障の原因になります。
● 超音波洗浄はしないでください。故障の原因になります。

2 プローブカバーがなくても測定できますか？
本製品はプローブカバーを付けない状態で正確に測定できるよう作られています。また、他社製のプローブカバーを付けても正確に測定することはできませんので、使用しないでください。
3 プローブカバーがありませんが衛生的ですか？
プローブ、プローブ窓を清掃すれば衛生的にご使用になれます。
“お手入れと保管方法”を参照してください。
本製品は、プローブカバーを必要としないためとても経済的です。
4 個人的に使用する場合、プローブの汚れは気にしないでいい？
プローブ窓が汚れている場合、正確に測定することができません。
個人で使用する場合でも、使用前に必ず、プローブの汚れを確認してください。また、ご使用後は、プローブ、プローブ窓の汚れを落とし、水気を拭き取ってから保管してください。

測定ができないときスイッチを押しても何も表示しない②物体表面温度測定モードの場 合、 測 定 値 が 100.0 ℃ より高い
③室温測定モードの場合、測定値が 40.0℃より高い①額測定モードの場合、測定値が 34.0℃より低い②物体表面温度測定モードの場合、測定値が 0℃より低い

点検するところ / 状態

直しかた電池が正しく入っていますか？

“電池の入れかたと交換および注意”を参照して、正しく入れ直してください。

電池が消耗していませんか？

新しい電池に交換してください。

使用環境温度外の場合、室温（10℃～ 40℃）に 30 分置いてください。
被測定対象が明らかに測定範
囲内であるのに、エラーが消えない場合は弊社お客様相談室にお問い合わせください。

③室温測定モードの場合、測定値が 10.0℃より低い

故障を発見した場合はただちに使用を中止し、分解せず、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にお問い合わせください。

弊社お客様相談室にお問い合わせください。

0120 - 88 - 6295
https://csj.citizen.co.jp

本製品の仕様販
売名
検 温 方 式検 温 部 位定格及び電源消電

費池電寿力命体 温 表 示
表示温度方式測 定 範 囲最大許容誤差質寸
防付電使加撃用保管付故障と疑われる場合には、まず下記の項目について点検をお願いします。それでも正常に動作しないときは、保証規定をお読みの上、修理・サービスをお申しつけください。

直しかた①額測定モードの場合、測定値が 43.0℃より高い

Q&A

わきの下の温度と違います！どっちが正しいの？
1 額で測った体温とわきの下で測った体温では測定する部位が違うため、検温結果が違う場合があります。単純に比較せずに、一定条件のもとで定期的に測定し、平常時の測定結果と比較してください。
また、額測定モードはデータに基づき計算式で算出された値です。
以下の場合は額の温度が影響を受け、正しく体温が算出できない場合があります。
・エアコンの近くなど風のあたる場所で測定した場合
・直射日光が額に当たっている場合・汗などで額が濡れている場合
・運動後や入浴後 30 分以内に測定した場合・測定する直前まで、測定する場所と異なる気温の場所にいた場合・測定する直前まで、本体が測定する場所とは異なる気温の場所にあった場合・髪の毛や化粧など、測定の妨げになるものが額とプローブ窓の間にある場合・測定する直前まで、額をおおうような帽子などをかぶっていた場合

こんなとき点検するところ / 状態

計測回路の故障です。

お手入れと保管方法● 使用後は、アルコール綿や綿棒で本体、プローブやプローブ窓の汚れを拭き取り、さらにシミにならないように乾いた布で水気を拭き取ってから保管してください。プローブ窓に付着した汚れをそのまま放置すると、正しく測定できなくなり、故障の原因になります。

こんなとき

水機
保環

量法
性能護境条

件

属品

シチズン額式体温計 HL710H
赤外線
額（：直流）
DC ３V
単４形アルカリ乾電池（LR03）2 本または単４形ニッケル水素充電池（エネループまたは充電式エボルタ）2 本
210mW
単 4 形アルカリ乾電池：約 1,000 回(1 日 3 回連続測定を 3 回使用した場合 )数字 ３桁＋℃、 表示単位 0.1℃
補正温度方式
額測定モード34.0℃ ～ 43.0℃
物体表面測定モード 0℃～ 100.0℃
室温測定モード
10.0℃～ 40.0℃
額測定モード※ ± 0.2℃ （35.0℃～ 42.0℃ )± 0.3℃ ( 上記以外の測定範囲 )物体表面測定モード ± 0.3℃ (22.0℃～ 43.0℃ )	‌± 1.5℃又は± 3% の大きい方 ( 上記以外の測定範囲 )
室温測定モード± 1.0℃※
室温 23℃にて黒体炉を使用した場合
約 68 ｇ（電池含まず）
約 37（幅）× 147（高さ）× 34（奥行）mm
IP22
12 回分メモリー、電源自動 OFF、バックライト
内部電源機器・BF 形装着部
周囲温度： 10℃ ～ 40℃
相対湿度： 15％ ～ 95％ RH
周囲温度： –20.0℃ ～ 55.0℃
相対湿度： 95％ RH 以下
単４形アルカリ乾電池 2 本（モニター用）、取扱説明書 / 保証書、医療機器添付文書、EMC 技術資料

※ 本製品、および取り出した古い電池を廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処理してください。
※ 取扱説明書に記載した以外の使用方法および製造業者以外によって行われた修理、改造、再調整などについて、当社はその責任を負いません。
※ 本製品はEMC規格IEC 60601-1-2：2014に適合しています。 EMC適合※ 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する事があります。
※ CITIZEN、健康予約はシチズン時計株式会社の登録商標です。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
医療機器認証番号：304ADBZX00082000（管理医療機器）

製造販売元

2022/09/05

13:33:09