XL Flex &XL Flex+ ビデオプローブ
Shed light on your inspections.

Waygate-tech.com/jp

XL FlexおよびXL Flex+ビデオスコープは4GB内部メモリ、3.7インチディスプレイのXL Flexおよび 16GB内部メモリ5インチディスプレイを搭載したXL Flex+をラインナップに加えることで、卓越した画像品質とパワフルなLCDの発光出⼒により⽋陥検出能⼒（POD）を向上、そして⽋陥を詳細に測定するステレオ計測により、検査作業の分析、効率の向上をもたらします。軽量で持ち運びが簡単で使いやすいにもかかわらず、⾼い耐久性を持つデザインは、ユーザー様のメンテナンスコストの削減を実現します。

これまで以上に正確な検査優れた画像品質に加え、XL Flex+の5インチLCDディスプレイ、パワフルな発光出⼒の3倍明るいディスプレイによる効率的で正確な検査をサポートします 。

操作しやすい検査ガイド、データ管理、収集検査を通じてオペレーターをガイドし、容易にレポート作成・整理するアプリケーションであるMenu
Directed Inspection（MDI）2.0が含まれています。

堅牢デザインによりメンテナンスコストを削減
⽶国国防省が定める規格およびIP保護等級の⾼いスペックに準拠した、防塵防滴で耐久性の⾼いデザイン、過酷な検査環境においても安定した性能を発揮し、ユーザー様の資産のメンテナンスにかかる費⽤を削減します。

検査のための明瞭な5インチLCDディスプレイ搭載
XL Flex+のディスプレイは85%⼤きく3倍の明るさを実現、業界で卓越した鮮明な画像品質を誇っています。
先進的な光学技術とパワフルな照明を取り込むことで、デバイス上ですぐさま鮮明な画像を得ることができます。鮮明な画像を得ることができます。鮮明な画像により⽋陥検出能⼒を⾶躍的に向上させ、迅速な点検、確かな結果をもたらします。

⽋陥を分析
ステレオ計測による正確な分析、調査、⽋陥検出ポータビリティ
わずか1.72Kg(XL Flex)と1.98Kg(XL Flex+)の重量は軽量で携帯性があり、簡単に持ち運びできる挿⼊チ
ューブ巻取リール/⾞輪付きのキャリーオンケースを標準搭載しています。

取扱説明書（オプション）

4時間バッテリー（オプション）

ホルダー:モニター下(オプション）

固定⽤マウント冶具（オプション）

リジタイザー（オプション）

光学ダプタ⽤ケース

リジタイザー
チューブグリップ（オプション）

バッテリー充電器/ACアダプター

挿⼊チューブ巻取リール/
⾞輪付きケース
2技術仕様使⽤環境

規格準拠と分類

挿⼊部動作温度︓-25°C 〜 100°C (-13°F 〜 212°F) 可変域調整
は 0°C (32°F) 未満で性能低下

システム動作温度︓-20°C 〜 46°C (-4°F 〜 115°F) 0°C (32°F)
未満ではウォームアップ時間が必要

保管温度︓-25°C〜60°C (-13°F〜140°F)

相対湿度︓

最⾼95%、結露なきこと

防⽔性︓

挿⼊部と⾼額アダプタは⽔深約10.2m(1 bar、H2 Oの10.2 m、H2 Oの33.5 ft)

防⽔・防塵性能︓

XL Flex︓IP55まで試験済み
XL Flex+︓IP65まで試験済み

MIL-STD-810G

アメリカ国防総省環境試験の各セクション（506.5、507.5、509.5、 510.5、511.5、514.6、516.6、521.3）に従って試験済み

MIL-STD-461F

XL Flex︓アメリカ国防総省電波障害RS103 ABOVE DECKに従って試験済み
XL Flex+︓要求次第

規格準拠

グループ1、クラスA︓EN61326-1
UL、IEC、EN CSA-C22.2:61010-1
UN/DOT T1-T8

IP保護等級XL Flex︓IP55まで試験済み
XL Flex+ : IP65まで試験済み

カメラ

システム

直径4.0 mmプローブ

収納ケース⼨法54.9 x 34.6 x 23.6cm

システム重量︓ケース収納時︓
XL Flex︓6.50 kg
XL Flex+︓8.39 kg
ケース取り出し時︓
XL Flex︓1.73 kg
XL Flex+︓1.98 kg

画像素⼦︓

1/10インチカラーSUPER HAD CCDカメラ

画素数:290,000

ハウジング︓

チタニウム画素

直径6.1 mmおよび8.4 mmプローブ
画像素⼦︓

1/6インチカラーSUPER HAD™ CCDカメラ

画素数:

440,000

ハウジング︓

チタニウム

リチウムイオンバッテリー

8.4 V、38 Wh（2時間）8.4 V、75 Wh（4時間）

電源︓

AC⼊⼒︓100-240 VAC、50-60 Hz, 1.5 A最⼤DC
出⼒︓9.5 V、6.0 A

構造︓

ポリカーボネート製ハウジング + Versalon™(JP)
バンパー

本体⼨法︓

9.53 x 13.34 x 34.29 cm

オペレーティングシステム︓

液晶モニター︓

XL Flex︓半透過型9.40 cm (3.70 in) アクティブ
マトリクスVGAカラーLCD + XpertBright統合、解像度640 x 480

リアルタイムマルチタスクオペレーティング
システム

メニュー操作︓

ドロップダウンメニューだけのシンプル操作
可動式ジョイスティックを使⽤したメニュー
ナビゲーション

ファイルマネージャー︓

ファイル/フォルダの作成、名前付け、削除
内部フラッシュ(C:\) またはUSBサムドライブに保存 USBとC:\間でコピー

XL Flex+: 12.7 cm(5.0 in)アクティブマトリク
ス統合、ＶＧＡカラーLCD、透過型ディスプレイ
ジョイスティックコント
ロール︓

360°全⽅向先端可動域、メニューアクセス、ナビゲーション

ボタン設定︓

ユーザーアクセス機能、計測/デジタル機能

⾳声⼊⼒︓

統合型2.5 mmヘッドセット/マイクジャック

内部メモリ︓

XL Flex︓4 GBフラッシュメモリーXL Flex+︓16 GBフラッシュメモリー

データI/Oポート︓

2つのUSB® 2.0ポート

ビデオポート︓

VGAビデオ出⼒

輝度調整︓
ランプ︓

画素

ソフトウェア

計測︓

ステレオ計測および⽐較計測MDIソフトウェア(オプション)︓

ユーザー定義のガイド検査可能
DICONDE準拠検査ファイル作成
MS Word® 互換検査報告書作成

⾳声データ︓

PC互換(.AAC) ファイルフォーマット

画像コントロール︓

反転、ズーム（デジタル5倍）画像キャプチャ
および再現

⾃動/可変

デジタルズーム︓

連続(5.0倍)⽩⾊LEDライト

静⽌画フォーマット︓

ビットマップ (.BMP)、JPEG (.JPG)

⻑時間露光︓

⾃動/⼿動モードを使⽤

動画フォーマット︓

MPEG 4

ホワイトバランス︓

⼯場出荷時設定/ユーザー設定可

⽂字⼊⼒︓テキストオーバーレイ⽅式
最⼤100⾏に対応

注釈付け︓

ユーザーによる⽮印配置

可動域コントロール︓

360°All-Way®⽅式によるプローブ先端の湾曲、維持、 微動、速動、ホーム機能（原点復帰）
XpertSteer Pro
検査位置への微妙な調節が可能

ソフトウェアアップデート︓

USBサムドライブ経由で更新可能

メニュー表⽰⾔語︓

英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア 語、⽇本語、韓国語、ポルト
ガル語、中国語、ポーランド語

挿⼊管の⻑さおよび直径のオプション
カメラ直径

挿⼊チューブ 使⽤⻑さ

4.0 mm

2.0 m

3.0 m

6.1 mm

2.0 m

3.0 m

3.5 m

6.0 m

8.0 m

8.4 mm

2.0 m

3.0 m

4.5 m

6.0 m

8.0 m

10.0 m

先端可動域
挿⼊菅の⻑さ直管

2.0, 3.5 または 4.5 m

上/下– 最⼩160°、左/右 – 最⼩160°

6.0 m

上/下– 最⼩140°、左/右 – 最⼩140°

8.0 m, 10.0 m

上/下– 最⼩120°、左/右 – 最⼩120°

注︓通常、可動域は最⼩仕様値を超えます

光学アダプタ
視野⽅向(DOV)

チップ
カラー

視野(FOV)(1)

被写界深度(DOF)

直視なし

80˚- 無限- 無限T4080FF

直視

ブラック115˚- 無限- 無限T40115FN

直視なし

50˚- 無限- 無限

XLG3T6150FF(2)直視

ホワイト50˚

12–200 m(0.47–7.87 in)

XLG3T6150FG

3–20 mm(0.12–0.79 in)

XLG3T6180FNin - 無限

XLG3T6190FF

5–120 mm(0.20–4.72 in)

XLG3T61120FG

4.0 mm
光学チップ部番号

6.1 mm
光学チップ部番号

8.4 mm
光学チップ部番号

標準アダプタ直視オレンジ80˚

直視イエロー

90˚

直視

ブラック

120˚

直視

ブラック

100˚

5–120 mm(0.20–4.72 in)

斜視

パープル

50˚

12–80 mm

(0.47–3.15 in)

5–200 mm

0.20–7.87 in)

XLG3T84120FN- 無限

XLG3T8440FF(2)XLG3T8440FG

- 無限

直視

ブラック

120˚

直視なし

40˚

直視

ホワイト

40˚

80–500 mm(3.15–19.68 in)

直視

イエロー

80˚

25–500 mm(0.98–19.68 in)

直視グレー

120˚

- 無限

斜視ブルー

120˚

斜視レッド

115˚

斜視

ブラウン

50˚

- 無限

- 無限
1–30 mm- 無限

XLG3T6150FBXLG3T8480FG- 無限

T61120FF- 無限

T40120SF(0.04–0.18 in)

T40115SN- 無限

XLG3T6150SF

斜視グリーン50˚

9–160 mm(0.35–6.30 in)

XLG3T6150SG

斜視ブルー

120˚

4–100 mm(0.16–3.94 in)

XLG3T61120SG

斜視ブルー

100˚

4–100 mm(0.16–3.94 in)

斜視レッド

80˚

1–20 mm(0.04–0.79 in)

斜視グリーン80˚

18 mm - 無限

- 無限

斜視ブルー

80˚

5 mm - 無限- 無限

斜視ブラウン40˚

斜視グリーン

80˚

斜視ブルー

120˚

XLG3T6180SN- 無限

XLG3T8440SF(2)25–500 mm(0.98–19.68 in)

XLG3T8480SG

4–200 mm(0.16–7.87 in)

XLG3T84120SN- 無限

ステレオ計測光学アダプタ
直視ブラック55˚/55˚

直視ブラック60˚/60˚

4–80 mm(0.16–3.15 in)

直視

ブラック

60˚/60˚

4–50 mm(0.16–1.97 in)

斜視

ブルー

55˚/55˚

斜視ブルー

45˚/45˚

2–50 mm(0.08–1.97 in.)斜視ブルー

50˚/50˚

2–50 mm(0.08–1.97 in.)

斜視

ブルー

60˚/60˚

4–80 mm(0.16–3.15 in)

斜視

ブルー

60˚/60˚

4–50 mm(0.16–1.97 in)- 無限- 無限- 無限- 無限

TM405555FG
XLG3TM616060FG
XLG3TM846060FG
TM405555SGXLG3TM615050SG

XLG3TM846060SG(1)

FOVは対⾓線上に指定され、最⼤輝度のチップを⽰します。

(2)

⽇本ベーカーヒューズ株式会社 ⾮破壊検査機器事業本部〒104-6023 東京都中央区晴海1-8-10
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX23F
Te. 03-6890-4567 Fax:03-6864-1738〒542-0081 ⼤阪府⼤阪市中央区南船場2-3-2 南船場ハートビル８F
Tel: 06-6260-3106 Fax:06-6260-3107
E-mail: BHJapanComms@bakerhughes.com

お問い合わせは…

Copyright 2020 Baker Hughes Company. 本書には、1カ国以上のBaker Hughes
Companyおよびその関連会社の複数の登録商標が含まれています。本書で言及するその他の企業名および製品名はそれぞれの所有者の商標です全ての仕様および外観、本書の記載内
容は予告なしに変更されることがあります。BHCS-34210-JP (2020/09)