DATE TEHNICE
Tegramin-30

Tegramin-30
Capacitate

Probe individuale

Diametru: 6 x 50 mm

Suport pentru probe

Diametru: 160 mm

Diametru

300 mm (12")

Viteză de rotație

40-600 rpm, variabilă în trepte de 10 rpm

Sens de rotațieÎn sens antiorar

Putere motor–- Continuu (S1)750 W (1.0 CP)- Maxim (S3)1125 W (1.5 CP)Probă individuală–- Forță

5-65 N în trepte de 5 N- Înălțimea probei

8 - 35 mm (0.31 - 1.37")

Suport pentru probe–- Forță

30-400 N în trepte de 10 N- Înălțimea probelor

12 - 31 mm (0.45 - 1.22")

Viteză de rotație

50-150 rpm, variabilă în trepte de 10Sens de rotațieÎn sens orar/În sens antiorar

Motor160 WCuplu

10,2 N·m (7.6 ft·lbf)

Caracteristici

Senzor de eliminare a materialelor (integrat)

50-5000 μm în pași de 10 µmOpțiuniDozare automată, până la 7 pompe

Da

Capac transparent

Da

Capac de siguranțăDa

Sistem de răcire și recirculare

Sistem de răcire 3Comenzi

Suport tactil, Buton de rotit/apăsat

Afișaj

LCD, TFT color 5.7", 320 x 240 puncte cu lumină de fundal LEDDiscCap de deplasare aprobelor

Software și
componenente
electronice
Standarde desiguranță

Etichetat CE în conformitate cu directivele UEREACHPentru informații privind REACH, contactați biroul Struers local.

Mediu de operare

Temperatură ambientală

5-40°C (41-104°F)

Umiditate35-85% umiditate relativă, fără condensare

DATE TEHNICE
Tegramin-30

Tegramin-30
Alimentare cu energie
electrică

Tensiune/frecvență

200-240 V (50-60 Hz)Priză de alimentare

Monofazat (N+L1+PE) sau bifazat (L1+L2+PE)
Instalația electrică trebuie să respecte categoria de instalații II

Alimentare cu apă

Alimentare cu aer

Evacuare(doar cucapac)

Categorii de circuitede siguranță/nivel deperformanță

Putere, sarcină nominală1060 W

Putere, mers în gol

13 W

Curent, sarcină nominală5,3 A

Curent, sarcină maximă

10,0 A

Curent, cea mai mare sarcină3,0 A

Presiune, apă de la robinet

1 - 9,9 bar (14,5 - 143 psi)

Debit, apă de la robinet

Min. 1 l/min (0.3 gpm)

Racord de admisie, conectare

Diametru: 3/4"

Evacuare apă, racord

Diametru: 40 mm (1 1/2")

Presiune, aer comprimat

6 - 9,9 bar (87 - 143 psi)

Debit, aer comprimat

Min. 3,5 l/m (0.9 gpm)

Calitatea aerului, aer comprimat

Aerul furnizat trebuie să fie de clasa 5.6.4. sau superioară, așa cum
se specifică în ISO 8573-1

Intrare aer, aer comprimat, conexiune

Diametru: 6 mm ( ¼")RacordDiametru: 50 mm (2")

Capacitate recomandată

50 m³/h (1750 ft³/h) la un indicator de nivel al apei de 0 mmOprire în caz de urgență

Categoria de oprire 0, EN60204-1
PL c, Categorie 1, EN13849-1

CapacComenzi doar prin intermediul software-ului.
Nu este clasificat în ceea ce privește siguranța.

Capac de siguranță

Categoria de oprire 0, EN60204-1
PL c, Categorie 1, EN13849-1

Întreruptor circuit
curent rezidual(RCCB)
Nivel de zgomot

Nivel de vibrații

Tip A, Este necesar 30 mA (sau superior)

Nivelul de presiune acustică ponderat A la stațiile delucru

LpA = 66 dB(A) (valoare măsurată). Incertitudine K = 4 dB(A)

Nivel de vibrații declarate

Expunerea totală la vibrații a părților superioare ale corpului nudepășește 2,5 m/s2.

Măsurători efectuate în conformitate cu EN ISO 11202

DATE TEHNICE
Tegramin-30

Tegramin-30
Dimensiuni și greutate(fără capac)

Dimensiuni și greutate(cu capac/capac desiguranță)Înălțime56 cm (22")

Lățime67,5 cm (26.6")

Adâncime

75 cm (29.5")

Greutate

90 kg (198 lb)Înălțime - capac închis/capac deschis

58,2 cm (22.9")/90 cm (35.4")

Lățime67,5 cm (26.6")

Adâncime

75 cm (29.5")

Greutate

98 kg (216 lb)
Doc. nr.: 16037750_D_ro
Data lansării: 2024.01.26