保証書付

3. 血圧測定の基本事項

5. 電池を入れましょう• 測定前に 5 〜 6 回深呼吸をし、リラックスして測定してください。

1（緊張時や、精神状態が不安定なときは、血圧が安定しません。）

取扱説 明書

4 「日」を合わせます

電池カバーを外します

数字は、• 尿意や便意があるときは、排尿や排便をすませてから測定してく

数字は、ださい。

す。

• 本書は保証書を兼ねています。

電池カバー

い値が得られません。必ず間隔（１分以上）をあけてから測定してください。

1. 本体付属品• 楽な姿勢で安静にして測定してください。カフを心臓の高さに保以下の物がそろっているかご確認ください。
● 収納ケース

表示部の透明シールをはがしてお使いください。

ち、腕を動かしたり、話をしないでください。

しょう。
• 測定中に体に異常を感じたり、気分が悪くなったりした場合には、使用を中断して医師の指導を受けてください。

側から入れて透明リボンの上に奥側の電 池から入れてください。

3 電池カバーを閉めます本

カバーを押さえながら矢印方向にずらします。
「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

表示部
電池カバー

電池を取り出すときは・・・
リボンをひっぱると簡単に電池を取り出すことができます。

7 「12／24時間表示」を切り替えます
または、を押して時間表示を確定します。
※ 時計、１２/ ２４時間表 示を修正する場合は、 を長く（約２秒）押して「西暦年」を点滅させ、「 ６．時計を合わせましょう」の手順 1 から順 次、設 定してください。

腕時計などを外しましょう。
上 着のそでをまくり上げるときは、腕が圧 迫されないようにしてください。
手首周 囲 が 13.5cm 未 満 の方、21.5cm を 超 え た 方 が 測 定した場合、正しく血 圧を測定できない場合があります。

※手首カフが金具から抜けた時は、金具に通してください。

ご使用の前に、この「安全上のお願い」をよくお読みください。

注

人が死亡または重傷を負う可能性が想定され

意[時計設定]
スイッチ

こんなときは電池を交換しましょう

人が傷害を負ったり、物的損害＊の発生する可能性が想定される場合

手首カフ＊物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

[測定／停止]スイッチのみ表示します。

警→ 自己判断は、病気の悪化につながるおそれがあります。

心臓疾患、その他循環器疾患、重度の血行障害のある方やペースメーカーをご使用の方は、医師の指導に従ってください。
→ 体調不良をおこすおそれがあります。

電池の液が目に入ったり、皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
→ けがなどの原因になります。

分解・修理・改造をしないでください。
→ 事故やけがのおそれや、本体が故障する原因になります。

注

平均マーク
電池マーク
日付／時刻
最高血圧値
血圧分類
マーク

最低血圧値

→ 事故やけがの原因になります。

長時間連続して測定しないでください。
→ うっ血、はれなどの原因になります。

血圧測定以外に使用しないでください。
→ 事故やけがの原因になります。

血圧計の近くで、携帯電話などを使用しないでください。

体動マーク
脈間隔変動マーク朝/夜メモリーマーク
脈拍数します。

朝／夜メモリー
マーク ………………… 朝と夜のデータを管理します。
体動マーク …………… 測定中に手や手首などが動いて古い電池と新しい電池、種類のちがう電池を同時に使用しないでください。
電池のの向きを間違えないようにしてください。に表示されます。

→ 故障の原因になります。

脈拍を感知すると測定マーク※ 測定を止めるときは、※本製品にはモニター用電池 ( 動作確認用電池 ) が付属されています。

日付／時刻

3 位置を確認します

日付と時刻が交互に表示されます。

手首のすじから 1 〜 2cm のところに手首カフの縁を合わせます。

を長く(約２秒)押します

最高血圧値

脈間隔変動マーク … 測定中の脈間隔が不規則なときに表示されます。

を

4 手首カフをぴったり巻きつけます

体動マーク※ 点滅します。

脈拍数

脈間隔変動マーク

面ファスナーにしっかり固定します。

血圧分類マーク
朝/夜メモリーマーク

最低血圧値
手首カフの端を引いて、ぴったり巻きつけます。

「西暦年」の表示が点滅します。

を押して停止してください。

2 測定結果が表示されます

本製品は、測定結果と測定日時を記録できます。
電池を入れたら必ず日付と時刻を合わせてください。

1 時計設定スイッチが点滅します。

押しても空気が抜けない場合は、手首カフを外してください。

※ 朝／夜メモリースイッチが点滅します。

血圧分類マーク …… 正常域血圧か、高血圧かを表示

大きな圧力変化を検出したとき本体に無理な力を加えたり、落としたりしないでください。

表示部を手のひら側にしてください。手首に通したら、手首カフの端をひっぱります。

こんな機能があります→ 誤作動をおこすおそれがあります。

→ 漏液、発熱、破裂などをおこし、本体が破損する原因になります。

します

2 手首カフを左手首に通します● 付属の電池はモニター用ですので、所定の電池使用回数を満たさない場合があります。
● アルカリ電池以外は使用しないでください。
● 充電式の電池は使用しないでください。
● ご使用済みの電池は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処分してください。

6. 時計を合わせましょう意

お子様や意思表示ができない方へのご使用はおやめください。

を押して測定を開始

全点灯表示時のマークは、電池交換のお知らせではありません。

※ 電池を交換した後は、時計を合わせてください。
※ 電池を交換してもメモリーデータは保持されます。

表示部

告測定結果の自己判断、および治療は危険です。
必ず医師の指導に従ってください。

9. 測定しましょう→ 電池は２本同時に交換しましょう

強制 必ず実行していただく「強制」内容です。
禁止 してはいけない「禁止」内容です。

マークが表示されたら、お早めに電池を交換してください。電池が完全になくなるとタオルなどを折りたたんで腕の下に置きましょう。

1

手首カフを筒状に広げます。

2. 安全上のお願い

告 る場合

心臓の高さより低い位置では血圧値が高くなります。逆に位置が高いと、血圧値が低くなります。

を押すたびに 12 と 24 が切り替わります。

1 手首カフを広げます[朝／夜メモリー]
スイッチ

警を押して「分」を確定

7. 手首カフを巻きましょう体

収 納 ケースのツメに 親 指をかけ、手前に引きながらフタを持ち上げます。

を押すと 1 つ戻ります。

設 定した日付と時刻を表 示したあと、表 示が消えます。

4. 各部のなまえと機能収納ケースの開け方

2 手のひらを上に向けて、力を抜きましょう
3 血圧計を心臓と同じ高さにしましょう「１２H」の「１２」が点滅します。の向きに注意して入れてください。
※ 必ずバネの出ているください。

を押すと１つ進み、時報などに合わせてします。

2 電池を入れます● 単４形アルカリ • 血圧は長期のデータを見ることが大切です。お薬（血圧を下げる薬等）を服用した時間も考慮して、一日のうちで最も安定した状乾電池 2 本態が保てる時間帯を選んで、毎日できるだけ同じ時刻に測定しま（モニター用）● 取扱説明書/保証書● 医療機器添付文書/EMC技術資料

を押すと 1 つ戻ります。

6 「分」を合わせます
数字は、• 連続して測定をおこなわないでください。手首がうっ血して正し置いてください。

● 本体

電池カバーのくぼみの部分を上から押しながら、矢印方向にずらします。

れません。

• ご使用中は必ず本書をお手元にを押すと１つ進み、「分」の表 示が点滅します。

• コーヒーや紅茶などを飲んだり喫煙した直後は、正しい値が得ら紛失しないよう大切に保管してください。

背筋をのばし、深呼吸してリラックスしましょう。

を押して「時」を確定します。

• 20℃前後の室温で測定してください。寒さは血圧を上昇させまださい。

1 姿勢を整えましょう

5 「時」を合わせます• 飲酒の後や入浴直後には測定をおこなわないでください。

• ご使用前に本書を必ずお読みく

血圧は測定するときの姿勢や時刻によって変化します。
を押すと 1 つ戻ります。 毎日同じ時刻に、正しい姿勢で測ることが大切です。
寝た状態では、正しく測定できません。

「時」の表 示が点滅します。

ります。

CHW659E1

を押すと１つ進み、を押して「日」を確定します。

• 睡眠不足や便秘のとき、または運動や食事の後でも血圧は高くな

シチズン手首式血圧計

8. 正しい姿勢を確認しましょう

カフの端が長いときは、折り返して固定します。

2 「西暦年」を合わせます
数字は、を押すと１つ進み、を押すと 1 つ戻ります。

を押して「西暦年」を確定します「月」の表 示が点滅します。

3 「月」を合わせます
数字は、を押すと１つ進み、を押すと 1 つ戻ります。

を押して「月」を確定します。
「日」の表 示が点滅します。

右手首でも測定できます
ただし、血圧は左右で10mmHg程度の差が出る場合がありますので、毎回同じ側の手首で測定してください。

※ 測定結果にマーク「」が表示された場合は、「11.マークについて」を参照してください。

3 朝は、夜はを押し、測定結果を記録します
またはを押さないと測定結果が記録されません。

※ 測定結果を記録しないときは、朝／夜メモリースイッ
チを押さずに、[ 測定／停止 ] スイッチを押して電源を切ります。
※ 測定後にスイッチを押し忘れても、約３分後に、自動的に電源が切れます。( この時、測定結果は記録されません。)※ 体動マークが表示された場合は平均値には計算されません。

10. 測定結果の呼び出しかた

ポイント

正しく測定するためには

朝 メモリー、夜 メモリーにそれぞ れ６０回 分 の 測 定 結 果 を 記 録できます。１週間分の平均値が自動的に計算されますので、日々の健 康管 理にお役 立てください。

1（朝）または（夜）メモリースイッチ• 手首カフがゆるまないようにぴったり巻く。

を１回押します※ 朝メモリースイッチを押したときの表示例• 手を強く握りしめない。

平均値を示すを表示したあと、１週間分（「朝」または「夜」）の平均値を表示します。
平均値は、測定した日の「朝」または「夜」の 1 回目の記録をもとに計算しています。
※ 3 日以上測定しなければ、平均値は表示しません。

2 さらにまたはを押すたびに、前回（メモリー１）、前々回（メモリー２）とさかのぼり、測定結果を表示します※ 朝メモリースイッチを押したときの表示例• 測定中に動いたり話したりしない。

日付と時刻が交互に表示されます。

そのほかのポイントについては、「3.血圧測定の基本事項」を参考にしてください。

メモリー番号表示の後、測定結果を表示します。

日本人の血 圧の平均値を示します。
個 人 差 もあるため、あくまで目安として、ご自分 の血 圧を判断するときの参 考にしてください。

■直射日光が当たる場所、高温多湿の場
所、塩分や硫黄分の多い場所、ほこりの多い場所や水のかかる場所には保管しないでください。
また、水洗いもしないでください。
故障の原因になります。

年■長期間使用しない場合は、電池を外してください。
電池からの液漏れにより、故障することがあります。

男■本体や手首カフをアルコール、シンナー、ベンジンなどで絶対に拭かないでください。
材質を傷めるおそれがあります。
■手首カフを無理やり曲げたり、引っ張ったりしないでください。
加圧不良の原因になります。

女■本体や手首カフがひどく汚れたときは、中性洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾いた布で拭いてください。
■血圧計を廃棄するときは、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処分してください。

13. 血圧について

赤色
黄色
青色

つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。

心臓

正常血圧のめやす

動脈

心臓

左心房

最高１２５／最低８0mmHg 未満

動脈

左心房

左心室

左心室

脳血管障害患者
冠動脈疾患患者

８５

135/85mmHg 未満（目安）※日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン 2014」より抜枠

本書は、お客様が取扱説明書にしたがって正しく使用したにもかかわらず、万一故障した場合、本保証規定にしたがってお買い上げ後 1 年間は無料修理をおこなうことをお約束するものです。お客様にご記入いただきました
本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
CHW659E1 お買い上げ日：年月日

ご住所：

収縮拡張

左心室が収縮して血液が送り出されたときの血圧が「最高血圧」です。

検査証：本製品は弊社の定められた検査に合格しております。

1701

137.8

83.4

70 歳以上

139.1

79.3

40 〜 89 歳

134.9

82.0

20 〜 29 歳

108.4

68.9

30 〜 39 歳

110.2

69.3

40 〜 49 歳

118.2

75.8

50 〜 59 歳

124.0

77.5

60 〜 69 歳

132.9

79.2

70 歳以上

136.6

76.9

128.5

77.5

A

病 院 では、不 安 や 緊 張 感 から、家 庭 で 測 るよりも10 〜 20mmHgほど 高くなることが あります。
家 庭 での 測 定 で、普段 からご自分 の血 圧の 傾 向を知っておくと診 察 の際に役 立ちます。

Q

測定開始後、３分間の間に血圧測定が完了できません。

A

答え

Q

次のように、さまざまな要因で血圧は変動します。
● 季節、気温● 体のリズム、体調、姿勢、運動● 精神状態、ストレスストレスや感情の起伏といった精神的な影響も受けやすく、緊張すると高くなり、リラックスすると低くなる傾向にあります。
また、正しい姿勢で測定していない場合や、手首カフを正しく巻いていない場合にも、変動しやすくなります。
家庭で血圧を測る意味は?

A

家 庭 ではリラックスした状 態 で 測 定 で きるため、より安定した血 圧を測定できるからです。
毎 日 同 時 刻 に 測 定して日 々 の 血 圧 の 変 化 を 記 録し、そ の 結 果 を 基 に、かかりつ け の 医 師に 相 談 することをおすすめします。

Q

上 腕 式 血 圧計の測定値とかなりちがいますがなぜですか?

A

手首 式と上 腕 式の血 圧 測定値の差は、動脈硬化など動脈の閉塞が生じるような疾患がある方の場合、健康な方より大きな差がでることがあります。運動や入浴直後の測定や正しい姿勢(心臓の高さに合わせる、手首に力を入れず伸ばす)で測定しなかった時なども大きな差がでることがありますので、自分で判断せずに必ず医師の指導にしたがってください。
※ 手首が心臓の高さより低い位置では血圧値が高くなり、逆に位置が高いと血圧値は低くなります。高さが１０cm異なると血圧値は約８mmHg変化します。

答え

最高血圧

14012060

こんなとき確認するところ直しかた[ 測定／停止 ]スイッチを入れても何も表示しない電池が消耗していませんか

新しい電池と交換してくださいの向きが電池の間違っていませんか

電池を正しい向きにしてください

マークが点灯しま
したか手首カフを正しく巻いてください

手首カフを正しく巻いていますか

手首カフを正しく巻いてください

測定中は安静にしていましたか

安静にしてもう一度測定してください

測定できない睡眠1214161820（5分おきに測定した1日の血圧値）

22時

2402040608

10刻● Bevan AT, Honour AJ, Stott FH. Clin Sci 1969;36;329−44.

乾電池が消耗しています。

2本とも新しい単4形乾電池と交換してください。
（「５.電池を入れましょう」参照）

脈拍数が測定範囲外（39 拍 ／ 分 以
下、 ま た は 181拍／分以上）でした。

手 首 カフ を 巻 きな おし、深 呼 吸などリラックスしてから、もう一度測りなおしてください。
（脈拍数が測定範囲外の場合はEr表示になります。）本体が正常に作動していません。

故障を発見した場合はただちに使用を中止し、分解せず、販売店または弊社お客様相談室にお問合せください。

0120 - 88 - 6295

お買い上げ店、または弊社お客様相談室へお問い合わせください。

17. 製品仕様
販
測表
装
手測売

首定

周範

名式
示
部
長
囲

測定

精度

定

方
着時
計
加圧
排気定 格および 電 源
電池使用回数使 用 温 湿 度
保 存 温 湿 度
使用気圧範囲メ モ リ ー
電 撃 保 護
寸
法
質付

属量品

シチズン手首式血圧計 CHW659E1
オシロメトリック法
デジタル表示方式
手首カフ
13.5〜21.5cm（測定可能手首周長範囲）
圧力：0〜280mmHg、目量：１ｍｍＨｇ、
脈拍：40〜180拍/分
圧力：±3mmHg、脈拍：読み取り数値の±5％
月差±３０秒 (２5℃にて）ポンプによる自動加圧
電磁弁による自動排気
DC3V （直流）、単４形アルカリ乾電池２本
約400回 （1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合)
10℃〜 40℃／相対湿度 30％〜 85％ RH−20℃〜60℃／相対湿度10％〜95％RH
７０ｋPa〜105ｋPa
朝、夜メモリー各60回分
内部電源機器 （ ：BF形装着部）
約 70( 幅 ) × 71( 高さ ) × 15( 奥行 )mm（手首カフ含まず）
約90ｇ（電池含まず）
単４形アルカリ乾電池２本（モニター用）、取扱説明書/保証書、医療機器添付文書/
EMC技術資料、収納ケース※ 本製品および取り出した古い電池を廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処理してください。
※ 本製品はEMC規格IEC60601-1-2：200７に適合しています。
EMC適合※ 本製品はJIS規格（JIS T 1115：2005）に適合しています。
※ 本製品の臨床性能試験は、医薬審第１０４３号「医療用具の承認申請に際し留意すべき事項について（平成11年7月9日）」にもとづいて実施しております。
※ 本製品は在宅での自己血圧測定に使用するものです。医療機関・公共の場所で使用しないでください。
※ 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する事があります。
本製品は湿気の多いところや水のかかるところで使用しないでください。
医療機器認証番号：222ADBZX00060A01（管理医療機器）
製造販売元

最低血圧

40

測定中、自動的に圧力が下がらない場合には、測定/停止スイッチを押して測定を中止して、手首カフを外してください。

または、脈の極端に弱い方、不整脈のある方は測定できない場合があります

80

281mmHg以上加圧した。

測るたびに血圧値がちがいますがなぜですか?

糖尿病など

20

「脈間隔変動マーク」が頻繁に表示される場合は、ご自身の健康状態について医師に相談してください。

Q病 院 で 測ってもらう血 圧 値と、家で 測る血 圧 値 がちがうのはなぜですか?

その他「体動マーク」は、測定中に手や手首などが動いて大きな圧力変化を検出した場合、測定結果 血 圧は、自律神経 の 働きによって調整され、心 臓の動きに合わせの画面に表示されます。て一 拍ごとに変 化しています。健 康 な 方 でも１日の間に大きく変● 「体動マーク」が表示された場合は安静にして再測定してください。 動 するとい われています。そ のため、朝と夜、季 節や 気 温などによって血 圧 値は ちがってきます。下 の 図は 、日常 生 活にお ける１日の血 圧の変 動の一 例です。

● 測定中の脈の間隔が大きく変動すると正しく測定できないことがありますので、「脈間隔変動マーク」が表示された場合は安静にして再測定してください。

巻かれていないため、脈を検出できません。

2回測定値の平均値

修 理、サービスに出される前に、次の点をご確認ください。

血 圧 値受付時間：10 〜 17 時 月〜金（祝祭日、年末年始を除く）
通話料金は無料です。
E-mail: support@systems.citizen.co.jp
http://www.citizen-systems.co.jp
CITIZEN はシチズン時計株式会社の登録商標です。

60 〜 69 歳

腎不全

1000120-88-6295（お客様相談室）

85.6

腎臓

血圧の変動

測定中の脈の間隔が不規則な場合、測定終了

東京都西東京市田無町 6-1-12

132.7

15. 故障かな？と思ったら

体動マークについて後に「脈間隔変動マーク」が表示されます。
〒 188-8511

81.2

50 〜 59 歳

心臓病（うっ血性心不全、心肥大、心筋梗塞、狭心症）

160

販売店名および住所：

124.4

心血管

脈間隔変動マークについて

お名前：

78.8

40 〜 49 歳

元にもどる

動脈壁がふくらむ

家庭血圧の高血圧基準

１３５

保証書

73.0

123.1

答え

左心室が拡張したときの血圧が• 誤ったご使用またはお取扱いによる故障または損傷。
最高／最低mmHg 以上「最低血圧」です。
• 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
• 火災、地震、水害、異常電圧、指定以外の電源およびその他の 家庭血圧の降圧目標
天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
若年、中年、前期高齢
高血圧による病気
135/85mmHg 未満• 保証書のご提示がない場合。
者患者• 保証書のお買い上げ日、販売店名などの記載に不備がある場合、145/85mmHg 未満（目安 )高血 圧は、自覚症 状をともなわず 進行し、気付かないうちに動脈あるいは字句を書き換えられた場合。
後期高齢者患者( 忍容性があれば 135/85mmHg 未満） 硬 化を 促 進 さ せ、心 筋こうそくや 脳 卒 中 などの 生 命 に関 わ る 疾• ご使用後の外装面のキズ、破損、外装部品、付属品、消耗品（手首カフなど）の交換。
病を引き起こす要因と言われています。
糖尿病患者125/75mmHg 未満※ お買い上げの販売店にご持参いただく場合の諸費用や弊社にご脳脳卒中（脳出血、脳梗塞、くも膜下出血）
CKD 患者（蛋白尿陽性）125/75mmHg 未満（目安）送付いただく場合の送料等は、お客様の負担となります。
• 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
• 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

性

120.6

30 〜 39 歳

答え

弁保証規定

性

20 〜 29 歳

対 処

手首カフの巻きか手首カフを巻きなおたがゆるすぎます。 し、安静にしてもう一度測定してください。
(「７. 手首カフを巻きま手首カフが正しく しょう」参照）

14. 血圧Ｑ＆Ａ

心 臓 は体 の 隅 々まで血 液を 循 環させるため のポンプ で、血 液は血圧分類マークについて
心 臓 が 収 縮して 動 脈 内に拍 出されています。成 人の心 臓 は 握り
１、２、３、・・・・、５９、６０
こぶしくらいの大きさで、1日に10万回以 上も拍動しています。
メモリー番号１が最新の測 定され た 血 圧 値を日本 高 血 圧学 会［ 高 血 圧 治療 ガイドライン 血 圧とは、心 臓から送り出される血 液の流れによって、動脈 の 壁データになります。
新しい
古い2014］の家庭における高血 圧基 準にもとづいて表 示します。にかかる圧 力 のことで す。送り出さ れる血 液 の 量と 動 脈 の 太 さを押して電源を切ります。と柔軟性などによって血 圧は決まります。一 般に血管は加齢とともにしなやかさを失うと言われ、血 圧も加齢とともに上 昇してい高血圧のめやす※ ひとつのメモリーを消去したい場合
CHWE617Jく傾向があります。
消去したい測定結果を表示してから、を押し続けます（約４
最高１３５／最低８５mmHg 以上
血 圧を 測 定 する場 合、通 常、最 高 血 圧と最 低 血 圧 が 記 録されま秒）。表示された測定結果が消去されると、 CL が表示され、電す。心 臓 が 収 縮して血 液 が 心 臓 から送り出さ れるとき の 最 も高源が切れます。メモリー消去中は電池を取り外さないでください。
い血 圧を収 縮期血 圧（最高血 圧）といい、心 臓が 拡張して血管に正常高値血圧のめやす
かかる圧 力が 最 低 のとき の血 圧を拡 張 期 血 圧（ 最 低 血 圧 ）とい※ すべてのメモリーを消去したい場合います。
最高1３5/最低85mmHg未満、朝メモリーを消去したいときはを、夜メモリーを消去したい
最高125/最低80mmHg以上【最低血圧とは】【最高血圧とは】ときはを押した状態のまま、を押し続けます（約４秒）。
ALL CL が表示され、朝または夜メモリーに記録されているすべての結果が消去され、電源が切れます。メモリー消去中は電池を取り外さないでください。

原 因

平均値 (mmHg)
最高血圧
最低血圧代注）血圧を下げる薬服用者除外

血圧とは…

11. マークについて

エラー表示

出典：厚生労働省 『平成 26 年国民健康・栄養調査報告』による40 〜 89 歳• 本体の位置をずらさない。

16. エラー表示について

日本人の血圧の平均値

アルコール• 手首を曲げない。

12. 保管とお手入れのしかた