スミ199C

保証規約
1. 保証範囲

本製品 保証期間内 本取扱説明書 則
適切 使用、破損不具合 発生
場合、本保証書
基修理交換 無償。

2. 保証期間
製品出荷日1年 30日間。

3. 保証対象外
以下 事項 該当場合 、保証 対象外

部分 破損
消耗品（使用上 誤 、・。

等）

不当 改造・分解故障・損傷

弊社
弊社指定 修理業者以外 修理・改造 行
水濡 ・衝撃・落下等
破損
火災・公害
故障・損傷

地震・雷・風水害、製品

他天変地異等、外部要因

サージテル ヘッドバンドタイプ ユーザーズガイド
16

このたびは、サージテル製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

目次
サージテル ヘッドバンドタイプ ユーザーズガイド● ご使用の前に必ずこの『ユーザーズガイド』
をよくお読みのうえ、禁止事項

4● 本書は、製品と一緒に大切に保管してください。

注意事項

5

正しくお使いください。

各部の名称

このガイドでは誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しております。

禁止

注意

製品の取り扱いにおいてその行為を禁止。

誤った取り扱いをしたときに、故障・損傷または事故・怪我に結びつくもの。

6〜7使い方ヘッドバンドの調整と拡大レンズの取り付け

8使い方

クランプ部のネジの役割とルーペの角度調整

9使い方

ルーペの高さを調整

10

使い方

ルーペの瞳孔間の調整

11

使い方

フリップアップパドルの使い方

12

主な消耗部品・アクセサリー

13

修理連絡先・修理品送付先

14

保証書
保証規約

1516

スミ199C

保証規約
1. 保証

範囲

本製品 保証期間内 本取扱説明書 則
適切 使用、破損
不具合 発生場合、本保証書
基修理交換 無償。

2. 保証期間
製品出荷日1年 30日間。

3. 保証対象外
以下 事項 該当場合 、保証 対象外

部分 破損
消耗品（使用上 誤 、・。

等）

不当 改造・分解

故障・損傷

弊社
弊社指定 修理業者以外 修理・改造 行
水濡 ・衝撃・落下等破損
火災・公害
故障・損傷

地震・雷・風水害、製品他天変地異等、外部要因

サージテル ヘッドバンドタイプ ユーザーズガイド
16

このたびは、サージテル製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

目次
サージテル ヘッドバンドタイプ ユーザーズガイド● ご使用の前に必ずこの『ユーザーズガイド』
をよくお読みのうえ、禁止事項

4● 本書は、製品と一緒に大切に保管してください。

注意事項

5

正しくお使いください。

各部の名称

このガイドでは誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しております。

禁止

注意

製品の取り扱いにおいてその行為を禁止。

誤った取り扱いをしたときに、故障・損傷または事故・怪我に結びつくもの。

6〜7

使い方

ヘッドバンドの調整と拡大レンズの取り付け

8使い方

クランプ部のネジの役割とルーペの角度調整

9使い方

ルーペの高さを調整

10

使い方

ルーペの瞳孔間の調整

11

使い方

フリップアップパドルの使い方

12

主な消耗部品・アクセサリー

13

修理連絡先・修理品送付先

14保証書
保証規約

1516

禁止

注意

エアコンの吹き出し口付近等、極端に高温または低温（40度以上または5度以下）になる場所に置かないでください。鏡筒内に結露が生じたり劣化の原因になります。

水洗いをしないでください。中に水が入り、曇りの原因となります。
アルコールや酸・アルカリ等の洗浄剤を使わないでください。コーティング剤が剥がれる原因となります。

作業距離微調整キャップ（EVKシリーズ）を正面から押さないでください。
キャップレンズ脱落の原因となります。
ルーペを通して太陽を見ないでください。

殺菌灯、オートクレーブ等を使っての消毒・滅菌・殺菌も避けてください。劣化や損傷につながります。

分解・改造および弊社指定機関以外で修理された製品の故障または損害について、弊社は一切責任を負いかねます。

角度を調整する際は、瞳孔間距離調整ネジ周辺を持って調節してください。鏡筒を持って動かすと、視野がずれて二重に見えたりする原因になります。

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

45

各部の名称

各部の名称 ／ルーペ調整ダイヤル
レザーバンド（トップ&レア）

バーサリティーバー

EVC
低倍率

ラックアームヘッドバンドピヴォットスライド

EVK
高倍率その他内容物
レンズキャップ（低倍率のみ添付）

ドライバー

クランプ
レザーバンド（フロント）

テストターゲットシート

スウェットパッド

フリップアップパドル

清掃用クロス（4本）

鏡筒

六角レンチ
（1/16インチ）

梱包箱を開けたら、付属品がそろっていることをご確認ください。
6（はね上げ用ヘラ）

レンズキャップ

瞳孔間距離調整ネジ

作業距離微調整キャップ
この部分は接着剤で固 定され て います。
無理に動かさないで禁止
ください。

7

禁止

注意

エアコンの吹き出し口付近等、極端に高温または低温（40度以上または5度以下）になる場所に置かないでください。鏡筒内に結露が生じたり劣化の原因になります。

水洗いをしないでください。中に水が入り、曇りの原因となります。
アルコールや酸・アルカリ等の洗浄剤を使わないでください。コーティング剤が剥がれる原因となります。

作業距離微調整キャップ（EVKシリーズ）
を正面から押さないでください。
キャップレンズ脱落の原因となります。
ルーペを通して太陽を見ないでください。

殺菌灯、オートクレーブ等を使っての消毒・滅菌・殺菌も避けてください。劣化や損傷につながります。

分解・改造および弊社指定機関以外で修理された製品の故障または損害について、弊社は一切責任を負いかねます。

角度を調整する際は、瞳孔間距離調整ネジ周辺を持って調節してください。鏡筒を持って動かすと、視野がずれて二重に見えたりする原因になります。

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

45

各部の名称

各部の名称 ／ルーペ

調整ダイヤル
レザーバンド（トップ&レア）

バーサリティーバー

EVC
低倍率

ラックアームヘッドバンドピヴォットスライド

EVK
高倍率

その他内容物
レンズキャップ（低倍率のみ添付）

ドライバー

クランプ
レザーバンド（フロント）

テストターゲットシート

スウェットパッド

フリップアップパドル

清掃用クロス（4本）

鏡筒

六角レンチ
（1/16インチ）

梱包箱を開けたら、付属品がそろっていることをご確認ください。
6（はね上げ用ヘラ）

レンズキャップ

瞳孔間距離調整ネジ作業距離微調整キャップ
この部分は接着剤で固 定され て います。
無理に動かさないで禁止ください。

7

使 い方

使 い方

ヘッドバンドの調整と拡大レンズの取り付け

クランプ部のネジの役割とルーペの角度調整

後頭部と頭頂部の２ヶ所のダイヤルを回し、頭からずれないように調整します。ダイヤルが固い場合には、ダイヤルのネジを回して調節してください。

○ 上のネジ→※ネジを締めすぎるとダイヤルが動かなくなるので、締めすぎないようにしてください。

締めすぎるとフリップアップ（はね上げ）できなくなります。
少し緩めた状態に調整してください。

リップアップの固さを調節します。拡大鏡の上げ下げが○ 中央のネジ→ フ適切な固さになるように、このネジで調節してください。

○ 下のネジ→緩めるとクランプ部と拡大鏡の角度を調整できます。拡大鏡の角度調節が完了したら、このネジを締めて固定してください。

六角レンチ

ヘッドマウントのフロント凹部にルーペのバー部分を取り付け、ネジで固定します。
高さを調 節（P10参 照）するときにバーの位置を変更するので、このネジは少し緩めた状態にしてください。


ルーペ が 目から離 れると、拡 大 視 野 の 見 える範 囲 が狭くなります。できるだけ目に近 づけてください 。

視線を下に向けて口腔内が見えるよ
うにルーペの角度を調整します。
次ページの高さ調
整と一緒に行なうと、視野を合わせやすくなります。

89使 い方使 い方ルーペの高さを調整

ルーペの瞳孔間の調整

斜め下を見ながら、ルーペを通して拡大視野が得られる位置に調節します。

テストターゲットシートを見て、左右の視野が下図のように半分〜 2／3 程度に重なった状態に見えるか確認してください。
適切な視野で見ることができない場合は、瞳孔間距離調整
ネジを回して適切な視野になるように調整してください。

適切な視野

◯

瞳孔間距離が広すぎる

×

鏡筒の角度は左右対称ではありません。
焦点深度を確保するため、レンズ工学に基づき計算された角度となっています。

ルーペ の 高さ調 節が 完了したら、ネジを最後まで締めて高さを固定します。

10

鏡筒は固定されていて左右に動かしたりできません。無理に曲げ禁止 たりすると破損の原因となります。

11

使 い方

使 い方

ヘッドバンドの調整と拡大レンズの取り付けクランプ部のネジの役割とルーペの角度調整

後頭部と頭頂部の２ヶ所のダイヤルを回し、頭からずれないように調整します。ダイヤルが固い場合には、ダイヤルのネジを回して調節してください。

○ 上のネジ→※ネジを締めすぎるとダイヤルが動かなくなるので、締めすぎないようにしてください。

締めすぎるとフリップアップ（はね上げ）できなくなります。
少し緩めた状態に調整してください。

リップアップの固さを調節します。拡大鏡の上げ下げが○ 中央のネジ→ フ適切な固さになるように、このネジで調節してください。

○ 下のネジ→緩めるとクランプ部と拡大鏡の角度を調整できます。拡大鏡の角度調節が完了したら、このネジを締めて固定してください。

六角レンチ

ヘッドマウントのフロント凹部にルーペのバー部分を取り付け、ネジで固定します。
高さを調 節（P10参 照）するときにバーの位置を変更するので、このネジは少し緩めた状態にしてください。


ルーペ が 目から離 れると、拡 大 視 野 の 見 える範 囲 が狭くなります。できるだけ目に近 づけてください 。

視線を下に向けて口腔内が見えるよ
うにルーペの角度を調整します。
次ページの高さ調整と一緒に行なうと、視野を合わせやすくなります。

89使 い方使 い方ルーペの高さを調整

ルーペの瞳孔間の調整

斜め下を見ながら、ルーペを通して拡大視野が得られる位置に調節します。

テストターゲットシートを見て、左右の視野が下図のように半分〜 2／3 程度に重なった状態に見えるか確認してください。
適切な視野で見ることができない場合は、瞳孔間距離調整
ネジを回して適切な視野になるように調整してください。

適切な視野

◯

瞳孔間距離が広すぎる

×

鏡筒の角度は左右対称ではありません。
焦点深度を確保するため、レンズ工学に基づき計算された角度となっています。

ルーペ の 高さ調 節が 完了したら、ネジを最後まで締めて高さを固定します。

10

鏡筒は固定されていて左右に動かしたりできません。無理に曲げ禁止 たりすると破損の原因となります。

11

使 い方

主な消 耗 部 品・アクセサリー

フリップアップパドルの使い方
フリップアップパドルはルーペの中央部分にはめ込みます。
フリップアップパドルを活用することで、ルーペに触れることなくレンズを上げ下げできます。

フロント／トップ&レア セット

ピヴォットスライド

作業距離微調整キャップ

レンズガード（低倍率用のみ）

フェイスシールド※ライト装着時には使用できません。

ヘッドバンド用
低倍率用

高倍率用

スウェットパッド

10本入り◉ご注文は、同封の『リフレッシュパーツオーダーシート』をご利用ください。

1213

修理連絡先・修理品送付先

保証書【保証期間内】株式会社オーラルケア サージテル修理チーム〒300‐1206 茨城県牛久市ひたち野西4‐21‐3
Tel: 0120‐149‐386 Fax: 0120‐449‐386
Mail: surgitel̲repair @ oralcare.co.jp

購入医院名
名前

製品出荷日年月日

保証期間 1 年（製品出荷日【保証期間終了後】

株式会社マグニファイ・フューチャー・コミュニケーション サージテルリペアサービス〒125‐0062 東京都葛飾区青戸5‐9‐6‐102
Tel: 03‐6662‐4901 Fax: 03‐6662‐4903

Mail: surgitel‐repair @ mf-communication.com
貼付欄

株式会社オーラルケア サージテル カスタマーセンター〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 2-32-9

0120-149-386

0120-449-386 surgitel@oralcare.co.jp

https://www.oralcare.co.jp〒116- 0013 東京都荒川区西日暮里２-３２-９

141年 30日間）

使 い方

主な消 耗 部 品・アクセサリー

フリップアップパドルの使い方
フリップアップパドルはルーペの中央部分にはめ込みます。
フリップアップパドルを活用することで、ルーペに触れることなくレンズを上げ下げできます。

フロント／トップ&レア セット

ピヴォットスライド

作業距離微調整キャップ

レンズガード（低倍率用のみ）

フェイスシールド※ライト装着時には使用できません。

ヘッドバンド用
低倍率用

高倍率用

スウェットパッド

10本入り◉ご注文は、同封の『リフレッシュパーツオーダーシート』をご利用ください。

1213

修理連絡先・修理品送付先

保証書【保証期間内】株式会社オーラルケア サージテル修理チーム〒300‐1206 茨城県牛久市ひたち野西4‐21‐3
Tel: 0120‐149‐386 Fax: 0120‐449‐386
Mail: surgitel̲repair @ oralcare.co.jp

購入医院名
名前

製品出荷日年月日

保証期間 1 年（製品出荷日【保証期間終了後】

株式会社マグニファイ・フューチャー・コミュニケーション サージテルリペアサービス〒125‐0062 東京都葛飾区青戸5‐9‐6‐102
Tel: 03‐6662‐4901 Fax: 03‐6662‐4903

Mail: surgitel‐repair @ mf-communication.com
貼付欄

株式会社オーラルケア サージテル カスタマーセンター〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 2-32-9

0120-149-386

0120-449-386 surgitel@oralcare.co.jp

https://www.oralcare.co.jp〒116- 0013 東京都荒川区西日暮里２-３２-９141年 30日間）

スミ

199C

保証規約
1. 保証

範囲

本製品 保証期間内 本取扱説明書 則
適切 使用、破損
不具合 発生場合、本保証書
基修理
交換 無償。

2. 保証期間
製品出荷日1年 30日間。

3. 保証対象外
以下 事項 該当場合 、保証 対象外

部分 破損
消耗品（使用上 誤 、・。

等）

不当 改造・分解故障・損傷

弊社
弊社指定 修理業者以外 修理・改造 行
水濡 ・衝撃・落下等
破損
火災・公害
故障・損傷

地震・雷・風水害、製品

他天変地異等、外部要因サージテル ヘッドバンドタイプ ユーザーズガイド
16

このたびは、サージテル製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

目次
サージテル ヘッドバンドタイプ ユーザーズガイド● ご使用の前に必ずこの『ユーザーズガイド』
をよくお読みのうえ、禁止事項

4● 本書は、製品と一緒に大切に保管してください。

注意事項

5

正しくお使いください。

各部の名称

このガイドでは誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しております。

禁止

注意

製品の取り扱いにおいてその行為を禁止。

誤った取り扱いをしたときに、故障・損傷または事故・怪我に結びつくもの。

6〜7

使い方

ヘッドバンドの調整と拡大レンズの取り付け

8使い方

クランプ部のネジの役割とルーペの角度調整

9使い方

ルーペの高さを調整

10

使い方

ルーペの瞳孔間の調整

11

使い方

フリップアップパドルの使い方

12

主な消耗部品・アクセサリー

13

修理連絡先・修理品送付先

14

保証書
保証規約

15
16