体温を測る

取扱説明書・保証書

1 電源を入れます。

シチズン電子体温計
CT791SP※測る前に、わきの下の汗を乾いたタオルで軽く拭き取ってください。

ピッ

体温計を収納ケースから出し、電源スイッチを押します。

わき専用● ご使用前に必ずお読みください。
本 書 は 保 証 書 を か ね て い ま す の で、大切に保管してください。

予測検温
＋
実測検温

全点灯

測定準備完了

メモリー℃が点滅したらわきの下にはさみます。

お買い上げいただき、ありがとうございます。

各部のなまえ表示部が全点灯します。
※ この時表示するは電池交換のお知らせではありません。

表示部
表示部の透明シールをはがしてお使いください。

※ 前回が実測検温の場合は灯します。

2 わきの下にはさみます。

電源スイッチ

わきの下のくぼみの中心部に体温計の先端があたるよ
うに、斜め下方向（30°〜 45°）からはさんで、わきを閉じます。
測温部（先端）はさむわきを閉じます

3 体温を測定します。
収納ケース※ストラップは付属していません。

予測検温中は、予測マーク「」を表示します。
約 30 秒 で 予 測 検 温 が 終 了 し ます。℃が点滅から点灯へ変わり、ブザーが 3 回鳴ります。

が消正しく測るために● わきが開かないようにしてください。
ひじを曲げて腕を体に密着させると、わきが開きません。逆の手で腕を軽く押さえるとしっかりはさめます。お子さんの場合は、腕の外側から優しく押さえてください。
● 冬季など体温計が冷えている場合、予測検温の表示が高く出ることがあります。高い表示が出た場合は、体温計を周囲温度になじませてから再度測定してください。

下から押し上げて密着させます

ストラップ
取り付け穴

※ L が表示されない時は、測温部が 32℃以上になっている可能性があります。
その場合は、測温部 ( 先端 ) を水で冷やしてから、再度測定してください。

前回の測定値（メモリー）を表示します。

実測検温するとき● 予測検温のあと、体温計を取り出さずに検温を続けます。
検温開始から約３分後に実測表示に切り替ります。
約 10 分後にブザーが 5 回鳴り、実測検温が終了します。

ピピピピ
×3回

※ 予測マークが表示していない場合は、再度測定してください。

本製品の特長予測検温後の表示消灯●約 30 秒ではかれる予測体温計点灯●服を着たままはかりやすいショートボディ
予測マークを表示※ より厳密な体温測定をするときは、実測検温をしてください。

42℃より高いとき●柔らかい先端部でわきにやさしくフィット●防水仕様なので洗えて清潔（ お手入れ上の注意 を参照）
●大きな文字で見やすい液晶

4 電源を切ります。

● 電源を切り忘れても、約 30 分後に自動的に電源が切れます。
● 続けて検温する場合は、電源を切り、先端を充分に冷やしてから（1 分以上放置）ご使用ください。

電 源 ス イ ッ チ を 押 し、 体 温 計 を収納ケースにしまいます。
※ 先端をきれいにしてからしまってください。

●電池長持ち約 5500 回測定（予測検温の場合）●前回の測定値を表示する メモリー機能

予測検温のしくみわきを閉じてから、体の内部と同じくらいの温度になった状態を「平衡温」と言います。
平衡温を測るにはわきを閉じてから 10 分以上かかります。本製品は当社独自のセンサーと予測機能により平衡温を約 30 秒で予測します。

電池交換の方法と注意
電池交換の手順

電池交換の注意① コイン等を電池カバーの溝に入れ、反 時 計 回り（ 約 140 度 ）にまわしてください。

●側が上② 電池カバーが上がってきますので、手で取り外してください。
③ 古い電池を取り外してください。
④ 電池の（＋）側を上にして新しい電池をセットしてください。
⑤ 電池カバーと本体側の●印を合わせて、カバーを上から押さえながら、コイン等で時計回りにまわしてください。
危険● お子様が電池をなめたり、飲み込まないように充分注意してください。万一電池を飲み込んだ場合には、化学やけど、粘膜の貫通など、死に至ることがあり、直ちに取りだす必要があるため、直ぐに医師の指示に従ってください。

が点滅したら、お早めに交換してください。
電池が完全になくなると、のみ点灯します。
● 電 池 は CR2025 で す。 な お、 付 属 の電池はモニター用ですので電池寿命が短い場合があります。
● 使用済みの電池は、お住まいの自治体で決められた廃棄方法にしたがって、正しく処分してください。
● 電池および電池カバー等はお子様などがけがをしたり、飲み込まないように充分注意してください。
● 長時間使用しない場合、電池は取り外して保管してください。

こんなときは正しく測れません● 正しい位置に入っていない場合わきの中心から外れてしまう。

先端が出てしまう。

● わきの下以外での検温
本製品はわき専用です。わきの下以外（口中など）で使用しないでください。
● 入浴・運動・飲食直後など
入浴、運動、食事、お茶などのあとは、体温が上がっています。約 30 分間は検温を避けてください。
● 汗をかいた状態
汗でぬれていると実際よりも低い体温を示すことがあります。汗をかいたままの検温は避けてください。
測る前に、わきの下の汗を乾いたタオルで軽く拭き取ってください。

体温ワンポイントメモ

お手入れ上の注意● この電子体温計は弾性材（ポリエステル系熱可塑性エラストマー）を使用しており、消毒用薬品、消毒方法により変色、変質、変形することがあります。
● 先端を消毒する場合には、消毒用アルコールを含ませたガーゼ等で軽く拭いてください。また、先端を長時間アルコールに浸漬したり、熱湯（50℃を超えるお湯）で消毒しないでください。故障の原因となります。なお、表示部およびその周辺は、消毒用アルコールを含ませたガーゼ等で拭かないでください。
● ご使用後は必ず清潔にして（水分をよく拭き取って）付属の収納ケースに保管してください。
● 汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた布をよく絞ってから拭き取ってください。シンナーやベンジン、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、クロルヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素ナトリウムなどは絶対に使わないでください。変色、変質、変形や故障の原因になります。
● イソプロパノールやエタノールに長時間（およそ30 分以上）浸漬させた場合、体温計が変形する可能性があります。
● 超音波洗浄はしないでください。故障の原因となります。
● 水洗いをおこなう場合は、洗面器等に貯めた水に体温計を浸してから、汚れを拭き取るようにしてください。本品は、ＩＰＸ７およびＪＩＳ Ｔ１１４０：２０１４に準じた防浸規格に適合しておりますが、本規格では流水等の高い水圧や、長時間の浸漬については保障されておりません。

● 起床直後起床直後に動いた場合は、比較的激しく体温が上昇しますので、検温は避けてください。
起床直後に検温する場合は、動き出す前の安静時か、30 分以上経ってから測定してください。

● いつもより高いのですが3 〜 5 分程度の実測検温と比べていませんか？
予測検温はわきを閉じてからわきの下が充分に温まる 10 分後の温度（平衡温）を予測して表示しています。
● 人の体温大人の平均体温は約 36.8℃で、幼児は大人より高めの体温と言われています。また、1 日の中での体温の変動も大きくなっています。ふだんの検温で平熱の範囲を確認しておいてください。
● 検温は同じ場所で体温はわきのはさむ位置で異なりますので、常に同じ場所で測ってください。
● 平熱を知っておきましょう
平熱は個人差もあるのでふだんから検温を心がけ、元気なときの体温を知っておきましょう。

本製品の仕様電子体温計 予測式 一般用 防浸形

種類
分類
検 温 部 位定格および電源

内部電源機器 ･ ＢＦ形装着部
わき下DC3.0V
CR2025
3.0 ｍ W（1個：直流）、

消 費 電 力電 池 寿 命 約 5500 回（予測検温の場合）
体 温 表 示
最大許容誤差測 温 範 囲質量寸法
防 水 性
付 加 機 能使 用 環 境約 800 回（実測検温の場合）
数字 3 桁＋℃、表示単位 0.1℃
± 0.1℃（恒温水槽で実測測定した場合）
32.0℃〜 42.0℃
約 19g（電池含む）
約 32（幅）× 110（長さ）× 15（厚さ）mm
ＩＰＸ７、
ＪＩＳ Ｔ １１４０：２０１４による（防浸形）メモリー機能、電源自動 OFF
周囲温度：10 〜 40℃
相対湿度：30 〜 85％ RH

保 管 条 件 周囲温度：− 20 〜 60℃
相対湿度：95％ RH 以下● 検温中に動く
検温中に体温計が動くと正しく測定できません。
検温中は安静にしてください。

付属品 収納ケース、モニター用電池 ( 内蔵 )、取扱説明書

EMC 適合（保証書付）、医療機器添付文書 /EMC 技術資料
本製品は EMC 規格 IEC60601-1-2 : 2001 に適合しています。

※ ＩＰＸ７とは、ＩＥＣ６０５２９によって規定された水に対する保護を示しており、１ｍの深さに３０分間浸漬させても有害な影響を生じる量の水が製品内に侵入されないように保護されています。

取扱い上の注意● 体温計を修理・改造・分解しないでください。事
故や故障の原因となります。
● 先端などを舐めたり、噛んだり、先端を持って振ったりしないでください。また、先端で目を突つかないように注意してください。事故や故障の原因となります。
● 高温や直射日光の当たるところ、湿気の多いところ、ほこりの多いところなどの保管は避けてください。事故や故障の原因となります。
● 人の体温測定以外には使用しないでください。故障の原因になります。
● 無理に曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
● 検温結果から、自分で診断したり治療をしないでください。必ず医師に相談し、指導を受けてください。
● お子様だけで使わせないでください。事故や故障の原因となります。
● 低温環境で測定した場合は、測定完了までの時間が長くなる場合があります。

◆ 保証規定 ◆1. 有効保証期間は、お買い上げ日から 1 年間です。
2. ご使用中、故障が発生した場合は、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室へ、本証に現品を添えてお申し出くださるかまたはお送りください。
3. ただし、下記の場合は保証期間中でも有料修理になります。
① ご使用上で取り扱いの過誤（落としたり、強いショックを与えるなど）により発生した故障② 製品の改造、あるいは不当な修理により発生した故障。
③ 火災、地震、水害等天災地変などの不可抗力による故障および損傷。
④ 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
⑤ 保証書のご提示がない場合および必要事項（お買い上げ日、販売店名など）の記入がない場合。
4. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

測定ができないときは故障と疑われる場合には、まず下記の項目について点検をお願いします。それでも正常に作動しないときは、保証規定をお読みの上、修理・サービスをお申しつけください。
こんなとき点検するところ

電源スイッチを押しても何も表示しない

直しかた電池が正しく入っていますか？

電池交換の方法と注意れ直してください。

を参照して、正しく入電池が消耗していませんか？

新しい電池に交換してください。

・ 先端がわきの下から外れていませんか？
・ 測定前に体温計が低温環境に保管されていませんでしたか？
・ 測定中の周囲温度が低く、10℃未満ではありませんか？

しばらく時間をおいて、先端を冷ましてから使用環境（10 〜 40℃）にて本取扱説明書の表面の操作方法に従い、再度測定してください。

・ 測定前の周囲温度が高くありませんか？
・ 連続して測定していませんか？
・ ℃が点滅する前にわきの下にはさんでいませんか？

先端を水で冷やしてから、本取扱説明書の表面の操作方法に従い、再度測定してください。

センサー回路の断線等で計測回路に異常があった
場合弊社お客様相談室にご相談ください。

※本製品の仕様は、改良のために予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※本製品および使用済みの電池は、お住まいの自治体で決められた廃棄方法にしたがって、正しく処分してください。
※ 取扱説明書に記載した以外の使用方法および製造者以外によっておこなわれた修理、改造、再調整などについて、当社はその責任を負いません。
製造販売元
医療機器認証番号 220ADBZX00129000( 販売名：シチズン電子体温計 CT791SP)

E-mail : support@systems.citizen.co.jp
http://www.citizen-systems.co.jp

CITIZEN はシチズン時計株式会社の登録商標です。

保証書
CT791SP

本書は、取扱説明書による正しい使用状態で、万一故障した場合に、本保証書規定に従ってお買い上げ後 1 年間は無料修理をおこなうことをお約束するものです。お客様にご記入いただきました本
保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

お買い上げ日年月日
販売店名および住所

お名前様印

ご住所
TEL

（）

製造販売元

検査証 : 本品は弊社の定められた検査に合格しております。
1701