3. 血圧測定の基本事項
保証書付• 血圧を測る前に5～6回深呼吸をし、リラックスした状態で測定してください（緊張したり不安定な精神状態のときは、血圧が安取 扱説明書

3 「月」を合わせます

5. 電池を入れます定しません）。

1

電池カバーをはずします

数字は、

CHWE
617J

数字は、

• 尿意や便意があるときは、排尿や排便をすませてから測定して• 本書は保証書を兼ねています。

ください。

紛失しないよう大切に保管してください。

ださい。

置いてください。

• コーヒーや紅茶などを飲んだり喫煙した直後は、正しい値が得られません。

1. 本体付属品• 連続して測定を行わないでください。手首がうっ血して、正しい以下の物がそろっているかご確認ください。
● 収 納ケース● 本体

電池カバーのくぼみの部分を上から押しながら、矢印方向にずらします。

• 寒さは血圧を上昇させますので、20℃前後の室温で測定してく• ご使用中は必ず本書をお手元に表示部の透明シールをはがしてお使いください。

値が得られません。
● 単４形アルカリ乾電池 2 本（モニター用）は、使用を中断して医師の指導を受けてください。
● 取扱説明書/保証書● 医療機器添付文書/
EMC技術資料

数字は、透明リボンの上に奥側の電池から入れてください。

表示部
CHWE
61
7J

[朝／夜メモリー]
スイッチ

注

人が死亡または重傷を負う可能性が想定され

告 る場合
意

3 電池カバーを閉めます

または、測定結果の自己判断、および治療は危険です。
必ず医師の指導に従ってください。

電池を取り出すときは・・・
リボンをひっぱると簡単に電池を取り出すことができます。

7. 手首カフを巻きましょう
腕時計などをはずしましょう。
上 着 の そでをまくり上げるときは、腕が圧 迫されないようにしてください。
手 首 周 囲 が 13.5cm 未 満 の 方、21.5cm を 超 え た 方 が 測 定した場合、正しく血 圧を測定できない場合があります。

[測定／停止]スイッチ
CHWE617J→→ けがなどの原因になります。

分解・修理・改造をしないでください。

意※ 電 池を交換した後は、時計を合わせてください。
※ 電池を交換してもメモリーデータは保持されます。

平均マーク
電池マーク

日付／時刻
最高血圧値

血圧分類
マーク

最低血圧値
体動マーク
脈間隔変動マーク朝/夜メモリーマーク
脈拍数

こんな機能があります

血圧分類マーク �� 正常域血圧か、高血圧かを表示

長時間連続して測定しないでください。

朝／夜メモリー●
マーク…………………… 朝と夜のデータを管理します。
体動マーク ����� 測定中に手や手首などが動いて→→ うっ血、はれなどの原因になります。

血圧測定以外に使用しないでください。
→→ 事故やけがの原因になります。

血圧計の近くで、携帯電話などを使用しないでください。
→→ 誤作動をおこす恐れがあります。

古い電池と新しい電池、種類のちがう電池を同時に使用しないでください。
電池のの向きを間違えないようにしてください。

→→ 漏 液、発熱、破裂などをおこし、本体が破損する原因になります。

本体に無理な力を加えたり、落としたりしないでください。
→→ 故障の原因になります。

●●付属の電池はモニター用ですので、所定の電池使用回数を満たさない場合があります。
●●アルカリ電池、ニッケル水素充電池を混ぜて使用しないでください。
●●アルカリ電池、ニッケル水素充電池以外は使用しないでください。
●●ニッケル水素充電池は専用の充電器で充電してからご使用ください。
●●ご使用済みの電池は、お住まいの自治体のルールに基づいて正しく処分してください。

します。

大きな圧力変化を検出したときに表示されます。

脈間隔変動マーク � 測定中の脈間隔が不規則なときに表示されます。

2 手首カフを左手首に通します
表示部を手のひら側にしてください。手首に通したら、手首カフの端をひっぱります。

を長く(約２秒)押します

全点灯表示時の●マークは、電池交換の●お知らせではありません。

脈拍を感知すると測定マーク※ 測 定を止めるときは、が点滅します。
を押して停止してください。

を押しても空気が抜けない場合は、手首カフを外してください。

最高血圧値
体動マーク

※ 点滅します。

脈拍数

脈間隔変動マーク

4 手首カフをぴったり巻きつけます

CHWE617J

血圧分類
マーク
朝/夜メモリーマーク

最低血圧値※ 朝 ／夜メモリースイッチが点滅します。

手首カフの端を引いて、ぴったり巻きつけます。

CHWE617J

3    朝は、夜はを押し、測定結果を記録します2 「西暦年」を合わせます

カフの端が長いときは、折り返して固定します。

（設定範囲は「2010」～「2039」年です）
を押すと 1 つ戻ります。

を押して「西暦年」を確定します「月」の表 示が点滅します。

CHWE617Jします

日付と時刻が交互に表示されます。

面ファスナーにしっかり固定します。

を押すと１つ進み、を押して測定を開始

日付／時刻

手首のすじから 1 ～ 2cm のところに手首カフの縁を合わせます。

「西暦年」の表示が点滅します。

数字は、

1  

2 測定結果が表示されます

3 位置を確認します

6. 時計を合わせます

1 時計設定スイッチ

9. 測定しましょう※手首カフが金具から抜けた時は、金具に通してください。

※本製品にはモニター用電池 ( 動作確認用電池 ) が付属されています。
※本 製品は単４形ニッケル水素充電池が使用できます。
本 製 品に使 用 可能 な 充 電 池は、パナソニック株 式 会 社 製 の 単４形eneloop ®( エネループ ) または単４形充電式 EVOLTA( エボルタ ) です。これらの充電池は必ず専用の充電器を使用して充電してください。

本製品は、測定結果と測定日時を記録できます。
電池を入れたら必ず日付と時刻を合わせてください。

乳幼児や意思表示ができない方へのご使用はおやめください。
→→ 事故やけがの原因になります。

マークが表示されたら、お早めに電池を交換してください。電池が完全になくなると→ 電 池は２本同時に交換しましょう

表示部→→ 事故やけがの恐れや、本体が故障する原因になります。

注

タオルなどを折りたたんで腕の下に置きましょう。

手首カフを筒状に広げます。

のみ表示します。

→→ 体調不良をおこす恐れがあります。

電池の液が目に入ったり、皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

1 手首カフを広げます

こんなときは電池を交換しましょう→→ 自己判断は、病気の悪化につながる恐れがあります。

心臓疾患、その他循環器疾患、重度の血行障害のある方やペースメーカーをご使用の方は、医師の指導に従ってください。

を押すたびに 12 と 24 が切り替わります。

※時 計、１２/ ２４時間表 示を修正する場合は、 を長く（約２秒）押して「西 暦 年」を 点 滅 さ せ、「６．時 計を 合 わ せ ま す」の 手
順 1 から順 次、設 定してください。

CHWE617J

手首カフ

禁止 してはいけない「禁止」内容です。

告を押して「分」を確定

7 「12／24時間表示」を切り替えます

カバーを押さえながら矢印方向にずらします。

＊物 的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

警

心臓の高さより低い位置では血圧値が高くなります。逆に位置が高いと、血圧値が低くなります。

を押すと 1 つ戻ります。

「１２H」の「１２」が点滅します。

[時計設定]
スイッチ

人が傷害を負ったり、物的損害＊の発生する可能性が想定される場合強制 必ず実行していただく「強制」内容です。

を押すと 1 つ戻ります。
CHWE617Jを押すと１つ進み、時報などに合わせてします。

2. 安全上のお願い

警を押すと１つ進み、設 定した日付と時刻を表 示したあと、表 示が消えます。

電池カバーご使用の前に、この「安全上のお願い」をよくお読みください。

数字は、を押して時間表示を確定します。

体

収納ケースの開け方

5 「時」を合わせます

2 手のひらを上に向けて、力を抜きましょう
3 血圧計を心臓と同じ高さにしましょう

6 「分」を合わせます

側から入れて「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

4. 各部の名前と機能
本

収 納 ケースのツメに 親 指をかけ、手前に引きながらフタを持ち上げます。

※ 必ずバネの出ているください。

CHWE617J「分」の表 示が点滅します。の向きに注意して入れてください。

る薬等)を服用した時間も考慮して、毎日できるだけ同じ時刻に• 測定中に体に異常を感じたり、気分が悪くなったりした場合にを押すと 1 つ戻ります。

を押して「時」を確定します。

2 電池を入れます• 血圧は、長期のデータを見ることが大切です。お薬（血圧を下げ測定しましょう。

を押すと１つ進み、「時」の表 示が点滅します。
電池カバー

1 姿勢を整えましょう
背筋をのばし、深呼吸してリラックスしましょう。

を押して「日」を確定します。

動や食事の直後でも血圧は高くなります。

ださい。

CHWE617J

4 「日」を合わせます

保ち、腕を動かしたり、話をしたりしないでください。
• 心配ごとやイライラがあるとき、睡眠不足や便秘のとき、また運• ご使用前に本書を必ずお読みく

血圧は測定するときの姿勢や時刻によって変化します。
を押すと 1 つ戻ります。 毎日同じ時刻に、正しい姿勢で測ることが大切です。
寝た状態では、正しく測定できません。

を押して「月」を確定します。

• 楽な姿勢で安静にして測定してください。血圧計を心臓の高さに

CHWE617Jを押すと１つ進み、「日」の表 示が点滅します。

• 飲酒の後や入浴直後には測定を行わないでください。

シチズン手首式血圧計

8. 正しい姿勢を確認しましょう

CHWE617J

右手首でも測定できます
ただし、血圧は左右で10mmHg程度の差が出る場合がありますので、毎回同じ側の手首で測定してください。

またはを押さないと測定結果が記録されません。

※ 測 定結果を記録しないときは、朝／夜メモリースイッ
チを押さずに、[ 測定／停止 ] スイッチを押して電源を切ります。
※ 測 定後にスイッチを押し忘れても、約３分後に、自動的に電源が切れます。( この時、測定結果は記録されません。)※ 体 動マークが表示された場合は平均値には計算されません。

10. 測定結果の呼び出しかたポイント

朝 メモリー、夜 メモリーにそれぞ れ６０回 分 の 測 定 結 果 を 記 録できます。１週間分の平均値が自動的に計算されますので、日々の健 康管 理にお役 立てください。

1 （朝）または12. 保管とお手入れのしかた

正しく測定するためには（夜）メモリースイッチ• 手首カフがゆるまないようにぴったり巻く。

を１回押します※ 朝メモリースイッチを押したときの表示例• 手を強く握りしめない。

平均値を示すを表示したあと、１週間分（「朝」または「夜」）の平均値を表示します。
平均値は、測定した日の「朝」または「夜」の 1 回目の記録をもとに計算しています。
※ 3 日以上測定しなければ、平均値は表示しません。

• 本体の位置をずらさない。

2  さ らにまたはを押すたびに、前回（メモリー１）、前々回（メモリー２）とさかのぼり、測定結果を表示します• 測定中に動いたり話したりしない。

日付と時刻が交互に表示されます。

※ 朝メモリースイッチを押したときの表示例

そのほかのポイントについては、「3.血圧測定の基本事項」
を参考にしてください。

メモリー番号表示の後、測定結果を表示します。

１、２、３、・・・・、５９、６０
新しい
古いを押して電源を切ります。

CHWE617J

最高１３５／最低８５mmHg 以上※ すべてのメモリーを消去したい場合
朝メモリーを消去したいときは最高1３5/最低85mmHg未満、最高125/最低80mmHg以上を押し続けます（約４秒）。

保証規定
つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。

• 誤ったご使用またはお取扱いによる故障または損傷。
• 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
• 火災、地震、水害、異常電圧、指定以外の電源およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
• 保証書のご提示がない場合。
• 保証書のご購入日、ご購入 店名などの記載に不備がある場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
• ご使用後の外装面のキズ、破損、外装部品、付属品、消耗品（手首カフなど）の交換。
※ お 買い上げの販売店または弊社にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にてご負担願います。
• 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
• 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
持込修理

本書は、お客様が取扱説明書にしたがって正しく使用したにもかかわらず、万一故障した場合、本保証規定にしたがってお買い上げ後 1 年間は無料修理を行うことをお約束するものです。お客様にご記入いただきました本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
CHWE617J お買い上げ日：年月日

ご住所：

男

40 ～ 89 歳
20 ～ 29 歳
30 ～ 39 歳
40 ～ 49 歳
女

最高１３５／最低８５mmHg 以上

家庭血圧の降圧目標
若年、中年、前期高齢者患者

135/85mmHg 未満

後期高齢者患者

145/85mmHg 未満（目安 )( 忍容性があれば 135/85mmHg 未満）

糖尿病患者

125/75mmHg 未満

CKD 患者（蛋白尿陽性）125/75mmHg 未満（目安）135/85mmHg 未満（目安）※日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン 2014」より抜枠

体動マークについて「体動マーク」は、測定中に手や手首などが動いて大きな圧力変化を検出した場合、測定結果の画面に表示されます。
● 「体動マーク」が表示された場合は安静にして再測定してください。

40 ～ 89 歳
注）血圧を下げる薬服用者除外

QA答え心臓左心房動脈左心房元にもどる

動脈壁がふくらむ拡張

左心室が収縮して血液が送り出されたときの血圧が「最高血圧」です。

〒 188-8511

東京都西東京市田無町 6-1-12

0120-88-6295（お客様相談室）
受付時間：10 〜 17 時 月〜金（祝祭日、年末年始を除く）
通話料金は無料です。
E-mail: support@systems.citizen.co.jp
http://www.citizen-systems.co.jp
CITIZEN はシチズン時計株式会社の登録商標です。
検査証：本製品は弊社の定められた検査に合格しております。

1601

注

意

「脈間隔変動マーク」が頻繁に表示される場合は、ご自身の健康状態について医師に相談してください。

A

答え

Q

答え

左心室弁Q

A

【最低血圧とは】動脈

左心室が拡張したときの血圧が「最低血圧」です。

Q

A

答え

高血圧による病気
高 血 圧は、自覚 症 状をともなわず 進 行し、気付 かないうちに動 脈硬化を促 進させ、心筋こうそくや脳卒中などの 生命に関わる疾 病を引き起こす要因と言われています。
脳脳卒中（脳出血、脳梗塞、くも膜下出血）

心血管心臓病（うっ血性心不全、心肥大、心筋梗塞、狭心症）

腎臓腎不全

その他

糖尿病など

120.6

73.0

123.1

78.8

124.4

81.2

132.7

85.6

137.8

83.4

139.1

79.3

134.9

82.0

108.4

68.9

110.2

69.3

118.2

75.8

124.0

77.5

132.9

79.2

136.6

76.9

128.5

77.5

血 圧は、自律 神 経 の 働きによって調整され、心 臓の動きに合わせて一 拍ごとに 変 化しています。健 康 な 方 でも１日の 間に大 きく変
動 するとい わ れていま す。そ のため、朝と夜、季 節 や 気 温 な どによって血 圧 値は違ってきます。下の図は、日常生 活における１日の血 圧の変 動の一 例です。
最高血圧

16014012060

睡眠1214161820（5分おきに測定した1日の血圧値）

22時

24

刻

02

測定開始後、３分間の間に血圧測定が完了できません。

04060810● Bevan AT, Honour AJ, Stott FH. Clin Sci 1969;36;329－44.

または、

病 院 で は 、不 安 や 緊 張 感 から、家 庭 で 測 るよりも10 ～ 2 0 mmHg ほど 高くなることが あります。
家 庭 での 測 定 で、普段 からご自分 の血 圧の 傾 向を知っておくと診 察 の際に役 立ちます。

281mmHg以上加圧した。

測定中、自動的に圧力が下がらない場合には、測定/停止スイッチを押して測定を中止して、手首カフを外してください。

乾電池が消耗しています。

2本とも新しい単4形乾電池と交換してください。
（「５.電池を入れます」参照）

脈拍数が測定範囲外（39 拍 ／ 分 以
下、 ま た は 181拍／分以上）でした。

手 首 カフ を 巻 きな おし、深 呼 吸などリラックスしてから、もう一度測りなおしてください。
（脈拍数が測定範囲外の場合はEr表示になります。）

測るたびに血圧値がちがいますがなぜですか?
次のように、さまざまな要因で血圧は変動します。
● 季節、気温● 体のリズム、体調、姿勢、運動● 精神状態、ストレス
ストレスや感情の起伏といった精神的な影響も受けやすく、緊張すると高くなり、リラックスすると低くなる傾向にあります。
また、正しい姿勢で測定していない場合や、手首カフを正しく巻いていない場合にも、変動しやすくなります。
家庭で血圧を測る意味は?
家 庭 ではリラックスした状 態 で 測 定 で きるため、より安定した血 圧を測定できるからです。
毎 日 同 時 刻 に 測 定して 日 々 の 血 圧 の 変 化 を 記 録し、そ の 結 果 を 基 に、かかりつ け の 医 師に 相 談 することをおすすめします。
上 腕 式 血 圧計の測定値とかなりちがいますがなぜですか?
手首式と上腕式の血圧測定値の差は、動脈硬化など動脈の閉塞が生じるような疾患がある方の場合、健康な方より大きな差がでることがあります。運動や入浴直後の測定や正しい姿勢(心臓の高さに合わせる、手首に力を入れず伸ばす)で測定しなかった時なども大きな差がでることがありますので、自分で判断せずに必ず医師の指導にしたがってください。
※手首が心臓の高さより低い位置では血圧値が高くなり、逆に位置が高いと血圧値は低くなります。高さが１０cm異なると血圧値は約８mmHg変化します。

本体が正常に作動していません。

こんなとき確認するところ直しかた[ 測定／停止 ]スイッチを入れても何も表示しない

電池が消耗していませんか

新しい電池と交換してくださいの向きが電池の間違っていませんか

電池を正しい向きにしてください

測定できないマークが点灯しま
したか手首カフを正しく巻いてください

手首カフを正しく巻いていますか

手首カフを正しく巻いてください

測定中は安静にしていましたか安静にしてもう一度測定してください

お買い上げ店、または弊社お客様相談室
へお問い合わせください。

17. 製品仕様
販
測
表
装
手測

売

首定

周範

名式
示
部
長
囲

測

定

精度

定

方
着時
計
加圧
排
気定 格および 電 源

電池使用回数使 用 温 湿 度
保 存 温 湿 度
使用気圧範囲メ モ リ ー
電 撃 保 護寸

15. 故障かな？と思ったら処

手首カフを巻きなおし、安静にしてもう一度測定してください。
(「７. 手首カフを巻きましょう」参照）

手首カフが正しく巻かれていないため、脈を検出できません。

病 院 で 測ってもらう血 圧 値と、家 で 測る血 圧 値 がちがうのはなぜですか?

質付

シチズン手首式血圧計 CHWE617J
オシロメトリック法
デジタル表示方式
手首カフ
13.5～21.5cm（測定可能手首周長範囲）
圧力：0～280mmHg、目量：１ｍｍＨｇ、脈拍：40～180拍/分
圧力：±3mmHg、脈拍：読み取り数値の±5％
月差±３０秒 (２5℃にて）ポンプによる自動加圧
電磁弁による自動排気
DC3V （直流）、単４形アルカリ乾電池２本または単４形ニッケル水素充電池（エネループまたは充電式エボルタ）２本
約400回 （1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合)
10℃～ 40℃／相対湿度 30％～ 85％ RH－20℃～60℃／相対湿度10％～95％RH
７０ｋPa～105ｋPa
朝、夜メモリー各60回分
内部電源機器（ ：B形装着部）

約 70( 幅 ) × 71( 高さ ) × 15( 奥行 )mm（手首カフ含まず）
量 約90ｇ（電池含まず）
品 単４形アルカリ乾電池２本（モニター用）、取扱説明書/保証書、医療機器添付文書/EMC技術資料、収納ケース
法属※ 本製品、及び取り出した古い電池を廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールに基づいて正しく処理してください。
※ 本製品はEMC規格IEC60601-1-2：200７に適合しています。
EMC適合※ 本製品はJIS規格（JIS T 1115：2005）に適合しています。
※ 本製品の臨床性能試験は、医薬審第１０４３号「医療用具の承認申請に際し留意すべき事項について（平成11年7月9日）」に基づいて実施しております。
※ 本製品は在宅での自己血圧測定に使用するものです。医療機関・公共の場所で使用しないでください。
※ 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する事があります。
※ 充電池は必ず専用の充電器を使用して充電してください。
•「eneloopR」はパナソニックグループの登録商標です。
•「EVOLTA」はパナソニック株式会社の登録商標です。
本製品は湿気の多いところや水のかかるところで使用しないでください。

最低血圧

40

対2回測定値の平均値

脈の極端に弱い方、不整脈のある方は測定できない場合があります80

因手首カフの巻きかたが緩すぎます。

平均値 (mmHg)
最高血圧
最低血圧

修 理、サービスに出される前に、次の点をご確認ください。

血圧の変動

20

原

14. 血圧Ｑ＆Ａ

100● 測定中の脈の間隔が大きく変動すると正しく測定できないことがありますので、「脈間隔変動マーク」が表示された場合は安静にして再測定してください。

50 ～ 59 歳
70 歳以上血 圧 値

後に「脈間隔変動マーク」が表示されます。

性60 ～ 69 歳

心 臓 は体 の 隅 々ま で 血 液 を 循 環 さ せるため のポ ン プ で、血 液 は心 臓が収 縮して動脈内に拍出されています。成 人の心 臓は握りこぶしくらいの大きさで、1日に10万回以 上も拍動しています。
血 圧とは、心 臓 から送り出される血 液の 流 れによって、動 脈 の 壁にかかる圧 力のことです。送り出される血 液の 量と動脈 の太さと柔 軟 性 などによって血 圧は決まります。一 般に血管は加 齢とともにしなやかさを失うと言 われ、血 圧も加 齢とともに上 昇していく傾向があります。
血 圧 を 測 定 する 場 合、通 常、最 高 血 圧と 最 低 血 圧 が 記 録さ れます。心 臓が収 縮して血 液が心 臓から送り出されるときの 最も高い血 圧を収 縮 期血 圧（最高血 圧 ）といい、心 臓 が 拡張して血管にかか る圧 力 が 最 低 のとき の血 圧 を拡 張 期 血 圧（ 最 低 血 圧 ）とい います。

左心室50 ～ 59 歳
70 歳以上13. 血圧について

心臓性60 ～ 69 歳■血圧計を廃棄するときは、お住まいの自■治体のルールに基づいて正しく処分してください。

収縮

測定中の脈の間隔が不規則な場合、測定終了

販売店名および住所：40 ～ 49 歳■本体や手首カフがひどく汚れたときは、■
中性洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾いた布で拭いてください。

家庭血圧の高血圧基準

脈間隔変動マークについて

ご氏名：

30 ～ 39 歳■手首カフを無理やり曲げたり、引っ張っ■たりしないでください。
加圧不良の原因になります。

【最高血圧とは】代

20 ～ 29 歳■本体や手首カフをアルコール、シンナー、■
ベンジンなどで絶対に拭かないでください。
材質を傷める恐れがあります。

最高１２５／最低８0mmHg 未満

脳血管障害患者
冠動脈疾患患者

年■長期間使用しない場合は、電池をはずし■てください。
電池からの液漏れにより、故障することがあります。

正常血圧のめやす青色“ALL CL”が表示され、朝または夜メモリーに記憶されているすべての結果が消去され、電源が切れます。メモリー消去中は電池を取り外さないでください。

保証書

正常高値血圧のめやすを、夜メモリーを消去したいを押した状態のまま、ときは高血圧のめやす

黄色 去したい測定結果を表示してから、消を押し続けます（約４秒）。表示された測定結果が消去されると、“CL”が表示され、電源が切れます。メモリー消去中は電池を取り外さないでください。

測 定された 血 圧値を日本高血 圧学 会［ 高血 圧 治療ガイドライン2014］の家庭における高血 圧基 準にもとづいて表 示します。
赤色※ ひとつのメモリーを消去したい場合

血圧分類マークについてエラー表示

出典：厚生労働省 『平成 26 年国民健康・栄養調査報告』による

血圧とは…

11. マークについてメモリー番号１が最新のデータになります。

日本人の血 圧の平均値を示します。
個 人 差 もあ るため、あくまで目安として、ご自分 の血 圧を 判 断するときの参 考にしてください。

■直射日光が当たる場所、高温多湿の場■
所、塩分や硫黄分の多い場所、ほこりの多い場所や水のかかる場所には保管しないでください。●
また、水洗いもしないでください。
故障の原因になります。

アルコール• 手首を曲げない。

16. エラー表示について

日本人の血圧の平均値

故障を発見した場合はただちに使用を中止し、分解せず、販売店または弊社お客様相談室にお問合せください。

0120 - 88 - 6295

製造販売元

医療機器認証番号：228ADBZX00095000（管理医療機器）