ACアダプター使用上のお願い

警保証書付

表示部

告取 扱 説明 書

ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

→→ 感電や火災、故障の原因になります。

最高血圧値

シチズン上腕式血圧計

ACアダプターを抜くときはコードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜いてください。

平均マーク→→ 感電や火災、故障の原因になります。

CHU501/502

電源プラグのほこりは拭き取ってください。

→→ 感電や火災、故障の原因になります。

• ご使用前に本書を必ずお読み専用のACアダプター以外は、使用しないでください。

ください。
• 本書は保証書を兼ねています。
紛失しないよう大切に保管してください。
• ご使用中は必ず本書をお手元に置いてください。

→→ 感電や火災、故障の原因になります。

ACアダプターはぬれた手で、コンセントから抜き差ししないでください。

→→ 感電や火災、故障の原因になります。

ACアダプターのコードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

1. 本体付属品→→ 感電や火災、故障の原因になります。

電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、使用時に束ねたりしないでください。

以下の物がそろっているかご確認ください。
● 本体
表示部の透明シールをはがしてお使いください。

●カ フ(腕帯)
CHU501専用
型番：SCN-012
CHU502専用
型番：SCN-011● 単３形アルカリ乾電池４本（モニター用）●取 扱説明書/保証書●医 療機器添付文書 ● E
 MC技術資料●A Cアダプター（CHU502のみ※）
※CHU501には付属していません。

2. 安全上のお願い
ご使用の前に、この「安全上のお願い」をよくお読みください。

警注

告人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

意人が傷害を負ったり、物的損害＊ の発生する可能性が想定される場合＊物 的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

→→ 感電や火災、故障の原因になります。

※ AC アダプターをお買い求めになる場合は、販売店又は弊社お客様相談室(0120-88-6295) でお受けします。

3. 血圧測定の基本事項

4. 各部のなまえと機能禁止 してはいけない「禁止」内容です。

本体表示部[測定／停止]スイッチ→→ 自己判断は、病気の悪化につながるおそれがあります。

電池の液が目に入ったり、皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
→→ けがなどの原因になります。

この血圧計のエアホースソケットやカフのエアホースプラ
グの形状は、国際規格で規定されているものとは異なるため、他の医療機器や器具と誤接続が発生する可能性があります。血圧計の近くで他の医療機器や器具を使用する場合、誤接続を防ぐ対策を講じてください。

[メモリー]スイッチ

カフホルダー
エアホースソケット[時計合わせ]スイッチ[時計設定]スイッチ（エアホースプラグを接続する）

カフホルダー

電池カバー→→ 事故やけがのおそれや、本体が故障する原因になります。

意→→ 事故やけがの原因になります。

長時間連続して測定しないでください。
→→ うっ血、はれなどの原因になります。

血圧測定以外に使用しないでください。
→→ 事故やけがの原因になります。

カフリング（金具） エアホースプラグ

本体に無理な力を加えたり、落としたりしないでください。
→→ 故障の原因になります。

CHU501_502_IM_2301.indd 1

PM ～午 後を押すたびに、数字がひとつずつ大きくなります。
数字を合わせたら、が点滅します。

5

巻きつけがゆるすぎたり、きつすぎたりすると、正しく測定できないことがあります。

を押してください。「時」が 確 定し、「分」右腕で測定するときも青い帯を腕の中心に合わせてください。
※血 圧は左右で 10 ｍｍ Hg 程度の差がでる場合がありますので、毎回同じ側の腕で測定してください。

血圧は測定するときの姿勢や時刻によって変化します。毎日同じ時刻に、背筋を伸ばし正しい姿勢で、深呼吸をしてリラックスして測りましょう。

1 姿勢を整えましょう
2 カフ(腕帯)を心臓と同じ高さにを押して「分」を合わせます
を押すたびに、数 字がひとつずつ大きくなります。

しましょう

3 手 のひらを上に向けて、力を抜を 押してくだ さ い。

数 字 を 合 わ せ たら 時 報 な ど を 確 認して、きましょう「分」が確 定し、「１２H」または「２４H」が点滅します。

64 脚 を組まないようにしましょうを押して「１２/２４」時間表示を選びます
を押すたびに、「１２H」と「２４H」が切替ります。
●例：午後１時の場合・・・12H → PM1:00
お好みで合わせたら、

7

24H → 13:00

を押してください。

を押して、時計の表示方法を選びます
を 押 す た び に、 ① 時 計 大 表 示、 ② 時 計 小 表 示、 ③ 表 示 無 し（OFF）、と順々に切り替えて、お好みの時計の表示方法を選択します。

ツメ●● またはマークが表示されたら、4 本同時に電池を交換してください。( 充電池をご使用の場合は充電してください。)●●付属の電池はモニター用ですので、所定の電池使用回数を満たさない場合があります。
●●アルカリ電池、マンガン電池、ニッケル水素充電池を混ぜて使用しないでください。
●●アルカリ電池、マンガン電池、ニッケル水素充電池以外は使用しないでください。
●●ニッケル水素充電池は専用の充電器で充電してからご使用ください。
●●ご使用済みの電池は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処分してください。
※ニッケル水素充電池は、エネループまたは充電池式エボルタをご使用く●ださい。

ACアダプターのプラグを本体のコネクターに差し込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。
コンセント①時計大表示②時計小表示③表示無し

10. 測定しましょう
測定

1  停止 を押して測定を開始
します
全点灯表示時の●マークは、電池交換の●お知らせではありません。

を押して時計の表示方法を確定し、時計設定が終了します。
■時計を修正する場合
いずれかの設定（時計や表示方法等）を修正する場合は、設定を最後まで終了させた状態で、 を長く ( 約 2 秒 ) 押してください。画面に「西暦年」が点滅しますので、「７．時計を合わせましょう」の手順 1 から操作してください。

8. カフ ( 腕帯 ) を巻きましょう○○カフ（腕帯）は素肌、もしくは薄い肌着の上から巻いてください。
○○厚い上着を着ている場合は、脱いでからカフ（腕帯）を巻いてください。また、衣服などをまくり上げると上腕部が圧迫されて正しく測定できない場合があります。
○○腕周囲が22cm未満の方、32cmを超えた方が測定した場合、正しく血圧を測定できない場合があります。

1 エアホースプラグを本体に差し込みます●脈拍を感知すると測定マーク

みぞが点滅します。

※ 測定を止めるときは、[測定/停止]スイッチを押してください。
[測定/停止]スイッチを押しても空気が抜けない場合は、本体からエアホースプラグを抜き、腕からカフ（腕帯）を外してください。
【マニュアル加圧】●[ 測定/停止]スイッチを押し続け、停止したい（最高血圧より約40mmHg高い）加圧値でスイッチを離すと、その圧力で加圧を停止させることができます。加圧上限値は280mmHgです。

2 測定結果が表示されます
最高血圧 mmHg

電源プラグ

最低血圧 mmHg

最高血圧値

最低血圧値

エアホースプラグ※すぐに電源プラグをコンセントから抜けるよう、周囲にものなどを配置しないでください。

・カフホルダーを外す場合、フックに指をかけて、カフホルダーをスライドさせます。

・カフホルダーを付ける場合、カフホルダーを本体のみぞに合わせて「カチッ」と音がするまでスライドさせます。

面ファスナーで固定します。

9. 正しい姿勢を確認しましょう

月 / 日→→ 誤作動をおこすおそれがあります。

→→ 漏
 液、発熱、破裂などをおこし、本体が破損する原因になります。

を押してください。「日」が 確 定し、「時」を押して「時」を合わせます※ AM ～午前

4 カフ(腕帯)を腕にぴったり巻きつけ、面ファスナーで固定します

右腕でも測定できますを押して「日」を合わせます

数字を合わせたら、4血圧計の近くで、携帯電話などを使用しないでください。
古い電池と新しい電池、種類のちがう電池を同時に使用しないでください。
電池のの向きを間違えないようにしてください。

3 が点滅します。

ＡＣアダプター用コネクター

カフホルダーは着脱可能です
フックを押して「月」を合わせます
を押すたびに、数字がひとつずつ大きくなります。
数字を合わせたら、を押してください。
「月」が確定し、「日」が点滅します。

青い帯

ACアダプターを取り外す時は、電源プラグをコンセントから抜いて、本体のコネクターからプラグを抜きます。
※ＡＣアダプターは必ず専用のAC-230CZをお使いください。

分解・修理・改造をしないでください。

お子様や意思表示ができない方へのご使用はおやめください。

を押してください。
「西暦年」が確定し、「月」が点滅します。

を押すたびに、数字がひとつずつ大きくなります。

6. AC アダプターの使いかた→→ 誤接続状態で使用すると、事故やけがのおそれがあります。

注

エアホース

CHU501専用 型番：SCN-012
CHU502専用 型番：SCN-011

ひじ関節から1～2cmの位置に合わせます

を押す度に数字がひとつずつ大きくなります。設定可能な上限値を超えると始めに点滅した数字にもどります。数字を合わせたら、

血圧分類マーク※適用腕周範囲：２２ｃｍ～３２ｃｍ※ カ フ（ 腕 帯 ） は 消 耗 品 です。カフ（腕帯）の寿命は約2,000 回です。カフ（腕帯）が汚れたり，破損や空気漏れするなどして新しくお求めになる 場 合 は、弊 社お 客 様 相談室（0120-88-6295）でお受けします。

を押して「西暦年」を合わせます

脈間隔変動マーク※電池交換の場合は、電池を交換して●もメモリーは保持されています。
※電源を入れたら、時計を合わせてください。

測定結果の自己判断、および治療は危険です。
必ず医師の指導に従ってください。

→→ 体調不良をおこすおそれがあります。

カフ (腕帯)15. 電池を入れましょう

告心臓疾患、その他循環器疾患、重度の血行障害のある方、ペースメーカーをご使用の方や乳腺切除した方は、医師の指導に従ってください。

メモリーマーク

青い帯

電池を入れると、時計合わせの「西暦年」が点滅しますので、以下 1 から順に設定してください。

2

脈拍数時刻

• 測定前に5～6回深呼吸をし、リラックスして測定してください。
（緊張時や、精神状態が不安定なときは、血圧が安定しません。）※電池を入れたら、時計を合わせてください。
• 睡眠不足や便秘のとき、または運動や食事の後でも血圧は高くなります。
1 電池カバーを外します• 飲酒の後や入浴直後には測定をおこなわないでください。
フックに指をひっかけて、手前に引くように• 尿意や便意があるときは、排尿や排便をすませてから測定してください。
して開けます。
• 20℃前後の室温で測定してください。寒さは血圧を上昇させます。
• コーヒーや紅茶などを飲んだり喫煙した直後は、正しい値が得られません。
• 連続して測定をおこなわないでください。上腕がうっ血して正しい値が2 電池を入れます
得られません。必ず間隔（１分以上）をあけてから測定してください。
を間違えないように• 正しい姿勢で安静にして測定してください。カフを心臓の高さに保必ずバネの出ている側
ち、腕を動かしたり、話をしないでください。正しい姿勢が難しい場から入れてください。
合はいつも同じ姿勢で測定してください。
• エアホースを折り曲げた状態で使用しないでください。
• 血圧は長期のデータを見ることが大切です。お薬（血圧を下げる薬
3 電池カバーを閉めますなど）を服用した時間も考慮して、一日のうちで最も安定した状態がツメをくぼみに合わせ、保てる時間帯を選んで、毎日できるだけ同じ時刻に測定しましょう。
「カチッ」と音がするまで• 測定中に体に異常を感じたり、気分が悪くなったりした場合には、電池カバーを閉めます。
使用を中断して医師の指導を受けてください。

強制 必ず実行していただく「強制」内容です。

警

最低血圧値
体動マーク
日付

3 カフ(腕帯)の青い帯を腕の中心に合わせます

7. 時計を合わせましょう

電池マーク

コネクター

電源コードプラグ■ ACアダプターを使用する場合の注意
ACアダプターを使用する場合、電池を入れて使用することをおすすめします。
電池を入れないで、ACアダプターをコンセントまたは本体から抜くと、設定した日付と時間が消えます。（メモリーは保持されています。）

2 カフ(腕帯)を左腕に通します① 面ファスナーをはがして広げます。

※ カフ（腕帯）
がカフリング（金具）から外れた時は、面ファスナーが付いている面が外側になるようにカフリング（金具）に通してください。
カフリング（金具）② 青い帯が手のひら側にくるように腕に通します。

時分

血圧分類

脈拍 /分

脈拍数

日付 時刻 血圧分類マーク※測定結果は自動的に記録されます。
※体動マークが表示された場合は平均値には計算されません。
※測定結果にマーク「」が表示された場合は、●「12．
マークについて」を参照してください。
測定

3 測定後、 停止 スイッチを押して測定を終了し、カフ（腕帯）をカフホルダーに収納します※測定後スイッチを押し忘れても、約３分後に、測定を終了します。

2023/07/19 11:35:20

※ ひとつのメモリーを消去したい場合

11. 測定結果を呼び出しましょう  消 去したい測定結果を表示してから、90回分の測定結果を記録できます。
平均値も自動的に計算されますので、日々の健康管理にお役立てください。

1 を押し続けます（約４秒）。消去が完了すると、画面に表示された“CL”が点滅から点灯へ変わります。
“CL”がを離してください。

点灯すると消去が完了しますので、  メモリー消去中は電池を取り出さないでください。

※ すべてのメモリーを消去したい場合を1回押します

すべてのメモリーを消去したいときは測定結果を表示してから、状態のまま、を押したを押し続けます（約4秒)。消去が完了すると、画面に表示された“ALL CL”が点滅から点灯に変わります。
“ALL CL”が点灯すると消去が完了しますので、それぞれのスイッチを離してください。
メモリー消去中は電池を取り出さないでください。

時

分

血圧分類

脈拍 /分

消去

画 面 に すべてのメモリーデータ消去のメッセージが表示されます。

血圧分類マークについて

2 さらにを押すと過去の測定結果を見ることができます

測定された血圧値を日本高血圧学会［高血圧治療ガイドライン２０14］の家庭における高血圧基準にもとづいて表示します。

高血圧のめやす最高１３５/最低８５ mmHg以上

を押すたびに、前回、前々回とさかのぼります。

最高１3５/最低８５mmHg 未満、●
最高１２５/最低８０mmHg 以上を押し続けると過去の測定結果を早送りできます。

正常血圧のめやす
最高１２５/最低８0mmHg未満

青色

メモリー番号表示の後、測定結果を表示します。

月 / 日[            ]

時

分

血圧分類

脈拍 /分

体動マークについて

メモリー番号 が最新のデータになります。
１、２、３、・・・・、8９、9０
新しい
古い※

最低血圧 mmHg

黄色最高血圧 mmHg

正常高値血圧のめやす

電池からの液漏れにより、故障することがあります。

■■本体やカフ（腕帯）をアルコール、シンナー、ベンジンなどで絶対に拭かないでください。

故障の原因になります。

■■本体やカフ（腕帯）がひどく汚れたときは、中性洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾いた布で拭いてください。

14. 血圧について【最高血圧とは】心臓動脈

左心室

本書は、お客様が取扱説明書に従って正しく使用したにもかかわらず、万一故障した場合、本保証規定に従ってお買い上げ後 1 年間は無料修理をおこなうことをお約束するものです。お客様にご記入いただきました本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
型式：

お買い上げ日：収縮年月日

ご住所：
お名前：

「脈間隔変動マーク」は、測定中の脈の間隔が不規則な場合、測定終了後に表示されます。

● 測定中の脈の間隔が大きく変動すると正しく測定できないことがありますので、「脈間隔変動マーク」が表示された場合は安静にして再測定してください。

「脈間隔変動マーク」が頻繁に表示される場合は、ご自身の健康状態について医師に相談してください。

心臓動脈性左心室弁元にもどる

左心室が収縮して血液が送り出されたときの血圧が「最高血圧」です。

拡張左心室が拡張したときの血圧が「最低血圧」です。

高血圧による病気
高血 圧は、自覚 症 状をともなわず 進行し、気付かないうちに動脈硬化を進行させ、心筋こうそくや脳卒中などの生命に関わる疾 病を引き起こす要因と言われています。
脳脳卒中（脳出血、脳梗塞、くも膜下出血）

心血管心臓病（うっ血性心不全、心肥大、心筋梗塞、狭心症）

腎臓腎不全

その他

糖尿病など

血圧の変動
血 圧は、自律神経 の 働きによって調整され、心 臓の動きに合わせて一 拍ごとに変 化しています。健 康 な 方 でも１日の間に大きく変動 するとい われています。そ のため、朝と夜、季 節や 気 温 などによって血 圧値はちがってきます。下の図は、日常生 活における１日の血 圧の変動の一 例です。
最高血圧

血 圧 値

140平均値 (mmHg)

最高血圧
116.6

74.5

30 ～ 39 歳

119.4

79.0

40 ～ 49 歳

127.8

83.6

50 ～ 59 歳

132.4

86.1

60 ～ 69 歳

137.8

85.6

70 歳以上

139.5

81.2

40 ～ 89 歳

135.4

83.9

20 ～ 29 歳

108.9

68.4

30 ～ 39 歳

110.5

71.3

40 ～ 49 歳

118.1

75.8

50 ～ 59 歳

123.6

78.3

132.5

80.0

136.3

79.0

40 ～ 89 歳

128.1

78.3※）血圧を下げる薬服用者除外

2回測定値の平均値

A

答え

QA

答え

QA

答え

病 院で 測ってもらう血 圧 値と、家で 測る血 圧 値 が ちがうのはなぜですか?
病 院 で は 、不 安 や 緊 張 感 から 、家 庭 で 測 る よりも 10 ～2 0 m m H g ほ ど 高くな ること が ありま す。家 庭 で の 測 定で、普段 からご自分 の血 圧の 傾 向を 知っておくと診 察 の際に役 立ちます。
測るたびに血圧値がちがいますがなぜですか?
次のように、さまざまな要因で血圧は変動します。
● 季節、気温● 体のリズム、体調、姿勢、運動● 精神状態、ストレス
ストレスや感情の起伏といった精神的な影響も受けやすく、緊張
すると高くなり、リラックスすると低くなる傾向にあります。
また、正しい姿勢で測定していない場合や、カフ（腕帯）を正しく巻いていない場合にも、変動しやすくなります。
家庭で血圧を測る意味は?
家 庭 ではリラックスした状 態 で 測 定 で きるため、より安 定した血 圧を測定できるからです。
毎日同時 刻に測 定して日々の血 圧の 変 化を記 録し、その 結果をもとに、かかりつけの 医 師に相 談することをおす すめします。
手首式血圧計の測定値とかなりちがいますがなぜですか?
手首式と上腕式の血圧測定値の差は、高血圧症、糖尿病、腎臓病、動脈硬化など動脈の閉塞が生じるような疾患がある方の場合、健康な方より大きな差がでることがあります。運動や入浴直後の測定や正しい姿勢で測定しなかった時なども大きな差がでることがありますので、自分で判断せずに必ず医師の指導に従ってください。

16. 故障かな？と思ったら修理、サービスに出される前に、次の点をご確認ください。
こんなとき確認するところ直しかた[ 測定／停止 ] ス
イッチを押しても何も表示しない

電池が消耗していませんか

新しい電池と交換してくださいの向きが間電池の違っていませんか

電池を正しい向きにしてください

マークが点灯しまし
たかカフ（腕帯）を正しく巻いてください

カフ（腕帯）を正しく巻いていますかカフ（腕帯）を正しく巻いてください

測定中は安静にしていましたか安静にしてもう一度測定してください

測定できない100〒 188-8511

60

0120-88-6295（お客様相談室）

この二 次 元 コ ード は
受付時間：10 〜 17 時 月〜金（祝祭日、年末年始を除く）
この説 明 書 の 識 別 用
通話料金は無料です。のものです。
E-mail: support@systems.citizen.co.jp
https://csj.citizen.co.jp
CITIZEN、健康予約はシチズン時計株式会社の登録商標です。
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
検査証：本製品は弊社の定められた検査に合格しております。

CHU501_502_IM_2301.indd 2最低血圧4020

対処

カフ（腕帯）を巻きなおし、安静にしてもう一度測定してください。
カフ（腕帯）が正しく巻かれ （「８．カフ（腕帯）を巻きましょう」参照）ていないため、脈を検出できません。
センサーに圧力がかかり過ぎたため、測定できません。
281mmHg以上加圧した。 測定中、自動的に圧力が下がらない場合には、測定 / 停止スイッ
チを押して測定を中止して、カフ（腕帯）を外してください。

または、乾電池が消耗しています。 ４本とも新しい単３形乾電池と交換してください。
（「５．電池を入れましょう」参照）
脈拍数が測定範囲外（39拍／分以下、または 181拍／分以上）でした。

カフ（腕帯）を巻きなおし、深呼吸などリラックスしてから、もう一度測りなおしてください。
（脈拍数が測定範囲外の場合は Er 表示になります。）

本体が正常に作動していま お買い上げ店、または弊社せん。
お客様相談室へお問い合わせください。

18. 製品仕様
型式 CHU501-CC、CHU502-BK
測 定 方 式 オシロメトリック法
表示 デジタル表示方式
装着部 カフ（腕帯）
適 用 腕 周 範 囲 22.0～32.0cm
測 定 範 囲 圧力：0～280ｍｍHg、目量：１mmHg、脈拍：40～180拍/分
測 定 精 度 圧力：±3mmHg、脈拍：読み取り数値の±5％
臨床性能試験によ 聴診法との誤差の平均 ±5mmHg以内
る血圧測定の誤差 誤差の標準偏差
8mmHg以内時
計 月差±３０秒（２5℃にて）加圧 ポンプによる自動加圧
減圧 電子制御弁による速度制御減圧
排気 電子制御弁による急速排気定
格 DC6V （ 直流）
電源 単3形乾電池（R6P、LR6）4本または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本
電 池 使 用 回 数 アルカリ乾電池：約５00回 マンガン乾電池：約150回（1日1回測定、室温22℃、170ｍｍＨｇ加圧で測定の場合）
使 用 温 湿 度 10℃～40℃／相対湿度15％～85％ＲＨ
保 存 温 湿 度 －20℃～60℃／相対湿度10％～95％ＲＨ
使 用 気 圧 範 囲 ７０0hPa～1060hPa
メ モ リ ー 90回分
ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ使用時：クラスⅡ機器：BF形装着部
電 撃 保 護ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ不使用時：内部電源機器
寸法 約145(幅)×76(高さ)×135(奥行)mm
質量 本体(電池含まず)：約320g
カフ(腕帯)：約130ｇ
付
属品 カフ ( 腕帯 )、単３形アルカリ乾電池４本 ( モニター用 )、取扱説
明書 / 保証書、医療機器添付文書、EMC 技術資料、AC アダプ
ター（CHU502 のみ）※ 本製品、および取り出した古い電池を廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処理してください。
※ 本 製品はEMC規格IEC60601-1-2：2014に適合しています。
EMC適合※ 本製品はJIS規格（JIS T 1115：2018）に適合しています。
※ 本製品は在宅での自己血圧測定に使用するものです。医療機関・公共の場所で使用しないでください。
※専 用のACアダプターの入力は100Ｖ～240Ｖ（50Ｈｚ/60Ｈｚ）ですので、国内外で使用できます。（海外でご使用の場合は、ご使用になる国のコンセントにあった変換プラグが必要になります)ACアダプター（AC-230CZ）の主な仕様
入力：：
AC100-240V 50/60Hz 0.12-0.065A
ACアダプタープラグ極性
出力：(positive tip polarity)
DC6V 700mA
使用温湿度：
10℃〜40℃／15％〜85％ RH：
保存温湿度：－20℃〜60℃／10％〜95％ RH
電気用品安全法適合
使用気圧範囲：700hPa〜1060hPa：※ 屋内使用専用
クラスⅡ機器
湿気の多いところや水のかかるところで使用しないでください。
※ 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する事があります。
※ 充電池は必ず専用の充電器を使用して充電してください。
•「eneloopR」はパナソニックグループの登録商標です。
•「EVOLTA」はパナソニック株式会社の登録商標です。

本製品は湿気の多いところや水のかかるところで使用しないでください。

80

東京都西東京市田無町 6-1-12

因15. 血圧 Q&A

脈の極端に弱い方、不整脈のある方は測定できない場合があります120

原カフ（腕帯）の巻きかたがゆるすぎます。

最低血圧

20 ～ 29 歳

70 歳以上答え

動脈壁がふくらむ

代60 ～ 69 歳

A

左心房

160

販売店名および住所：女Q【最低血圧とは】

左心房脈間隔変動マークについて保証書

性Q

心 臓 は体 の 隅 々まで血 液 を 循 環さ せるため のポンプ で、血 液は心 臓が収縮して動脈内に拍出されています。成人の心 臓は握りこぶしくらいの大きさで、1日に10万回以 上も拍動しています。
血 圧とは、心 臓 から送り出される血 液の流れによって、動脈 の 壁にかかる圧 力のことです。送り出される血 液の量と動脈 の太さと柔軟性などによって血 圧は決まります。一 般に血管は加齢とともにしなやかさを失うと言われ、血 圧も加齢とともに上 昇していく傾向があります。
血 圧を 測 定 する場 合、通 常、最 高 血 圧と 最 低 血 圧 が 記 録されます。心 臓が収縮して血 液が心 臓から送り出されるときの最も高い血 圧を収 縮期血 圧（最高血 圧）といい、心 臓が 拡張して血管にかかる圧 力が 最 低 のとき の血 圧を拡 張 期 血 圧（ 最 低 血 圧 ）といいます。

● 「体動マーク」が表示された場合は安静にして再測定してください。

• 誤ったご使用またはお取扱いによる故障または損傷。
• 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
• 火災、地震、水害、異常電圧、指定以外の電源およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
• 保証書のご提示がない場合。
• 保証書のお買い上げ日、販売店名などの記載に不備がある場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
• ご使用後の外装面のキズ、破損、外装部品、付属品、消耗品カフ（腕帯）などの交換。
※ お 買い上げの販売店にご持参いただく場合の諸費用や弊社にご送付いただく場合の送料などは、お客様の負担となります。
• 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
• 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

男

加圧不良の原因になります。

を押して測定結果の呼び出しを終了します。

つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。

年■■カフ（腕帯）を無理やり曲げたり、引っ張ったりしないでください。
■■カフ（腕帯）は洗濯したり、水に濡らしたりしないでください。

エラー表示

出典：厚生労働省 『平成 29 年国民健康・栄養調査報告』による■■長期間使用しない場合は、電池を外してください。

「体動マーク」は、測定中にからだや腕などが動いて大きな圧力変化を検出した場合、測定終了後に表示されます。

保証規定

日本人の血 圧の平均値を示します。
個 人 差もあるため、あくまで目安として、ご自分 の血 圧を判断するときの参 考にしてください。

故障の原因になります。

血圧とは…
赤色が表示され、最新３回分の平均値を示します。●※3回以上測定結果（体動マーク表示の測定結果は除く）がなければ、平均値は表示されません。
※メモリーがない場合は測定結果は表示されません。

■■直射日光が当たる場所、高温多湿の場所、塩分や硫黄分の多い場所、ほこりの多い場所や水のかかる場所には保管しないでください。●
また、水洗いもしないでください。

■■血圧計を廃棄するときは、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処分してください。

12. マークについて

17. エラー表示について

日本人の血圧の平均値

本体の材質を傷めるおそれがあります。

以上押し続ける
月 / 日

13. 保管とお手入れのしかた

睡眠1214161820（5分おきに測定した1日の血圧値）

22時

24

刻

0204060810● Bevan AT, Honour AJ, Stott FH. Clin Sci 1969;36;329－44.

故障を発見した場合はただちに使用を中止し、分解せず、販売店または弊社お客様相談室にお問合せください。

●管理医療機器▪医療機器認証番号：225ADBZX00101000（販売名：シチズン上腕式血圧計 CHU501）▪医療機器認証番号：226ADBZX00146000（販売名：シチズン上腕式血圧計 CHU502）

0120 - 88 - 6295
製造販売元

2301

2023/07/19 11:35:22