取扱説明書

DWS-116

デジタルカウンタ■各部の名称と説明■運用モード〔各部の名称〕DWS

トータル表示No.DWS11J12008.04■端子配列

安全上のご注意● 計数表示部

リセット

据付け、運転保守、点検の前に必ずこの取扱説明書を熟読し、正しくご使用ください。
機器の知識、安全の情報、そして注意事項の全てについて習熟してか

計数入力179

注意 ：取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こり得て、中程度の障害や軽傷を受ける恐れ、あるいは物損障害が発生する

234● ファンクションキー

無接点
出力2AC100〜240V

機器・装置の安全な運転及び保守のために各種規定・基準に従って、安■入・出力回路全施策を確立してください。また据え付け・運転保守・点検等の最終の● 入力部（計数1／計数2／リセット）

使用者に、この取扱説明書の内容が正しく伝わるようにご配慮願います。

機能の内容は下記の通りです。

5■外形図

44.
8545+0.
0プリセット表示灯

桁上げ出力表示灯

出力 1表示灯

プリセット 1表示灯
出力 2表示灯
プリセットロック表示灯

出力表示灯
リセットロック表示灯● 無接点出力部

OUT

2.
7kΩ

IN

入力処理
回路0V

名0V

● 接点出力部（1cリレー）

M3端子 ネジ
8 1.5
15N.
C.

取付枠

注意 次のような入力信号は接続できませんので注意してください。

RS
取付パネル厚1〜4mm
9.7748）7 □入力端子（□8）7 □
入力端子（□6 ）0V（□6 ）
0V（□■取付け
注意 ：次のような場所での使用は避けてください。

内● 電源投入後 、プリセット 表示灯が点灯し、計数表示部

計数値表示

リセットキー

計数値のリセット、多機能モードでのメニュー
逆送りモードキー

長押し（3秒以上）で多機能モード
F1〜F6との組合せで運用モード

ファンクションキー

通常、プリセット表示部への入力に使用モード設定時はファンクションキーとして使用

モードキーを押しながらF2キーを押すと、プリセッ

表示

プリセット の設定ができます。

通常時は常時点灯

トロック表示灯が点灯し、プリセットはロック状態

桁上げ出力ON時点灯となります。

プリセット1表示灯

プリセット表示にプリセット表示時点灯

ロック／アンロックはオルタネート動作です。

出力表示灯

OUT1または2がONしている間点灯

出力1表示灯OUT1がONしている間点灯

出力2表示灯

OUT2がONしている間点灯

リセットロック表示灯

リセットロック時点灯

プリセットロック表示灯

プリセットロック時点灯③リセットキーのロック／アンロック
モードキーを押しながらF3キーを押すと、リセットロック表示灯が点灯し、リセットはロック状態となります。

注）ただし200Ω以上の場合のみロック／アンロックはオルタネート動作です。

● リセット

本装置のリセットには、次の方法があります。リセット時には「0」を表※この機能はリセットキーのみ有効です。外部リセットに対しては無効です。

(2)
ディップスイッチの操作
ディップスイッチは、カウンタ上部にあります。

カウンタとしてご使用の場合は、初期値を表示します。またリセット中工場出荷時は全てON側に設定しています（下図参照）。

● 屋外設置など、長時間直射日光の当たる所。

は計数入力を受け付けませんので、ご注意ください。

ディップスイッチの変更は、カウンタの電源を入れ直すことにより有効● その他定格を超える温度・湿度・振動などが加わる所。

● 手動リセットとなります。

● 防水レベルI
P66を保つため、付属のゴムパッキンを使用してください。
● 端子カバーは付属のネジにて固定してください。

カウント値（12桁）を表示します（計数表示部に下6NO

リセットキーロックをセットしている場合は、手動リセットは動作し桁、プリセット表示部に上6桁を表示）。

ON

トータルカウント値表示中は、プリセット表示部に6543● 自動リセット（出力動作をワンショットリターン出力で使用の場合のみ）2ません。

上記の内容が3秒毎に表示されます。

OFF

トータルカウント値と運用モード画面はオルタネート動作です。

計数値がプリセット値に達すると自動的にリセットされます。

トータルカウント値のリセットはリセットキーで行います。

リセットキーロックをセットしている場合でもリセットします。
● 外部リセット● ディップスイッチの設定● トータルカウンタ表示中のリセット

接点入力、無接点入力とも下図のように同一端子に接続してくださ

DSW

項

■接続

い。OFF→ON時、 H → L 時リセットします。なお、リセット入

1

計数速度

● 端子配列は下図の通りです。

力は50ms以上必要です。

2

入力選択

● 接続にはM3用の圧着端子を使用してください。

リセットキーロックをセットしている場合でも、リセットします。

3

出力動作

4

カウンタモード選択

プリセット5簡単⇔多機能切換え

簡単

多機能6

多機能設定

許可

禁止

● 空端子を中継端子として使用しないでください。
● 計数、リセット端子への各入力は、接点、無接点共用です。各入出力9）
リセット入力端子（□

端子への接続には2芯シールド線、金属電線管などを用いて、できるだけ短く配線してください。また電源線、動力線、高圧線などと接近したり、並行に配線したりしないように注意してください。
● 電源投入後、約2.
5秒間は過渡的状態にあるため、計数されません。

④トータルカウント値の表示／リセット
モードキーを押しながらF5キーを押すと、トータルカウンタ前面のリセットキーを押すことにより、リセットします。

1● カウンタをパネル前面より差込み、背面より取付枠で固定します。

②プリセットキーのロック／アンロック

プリセット表示灯
桁上げ出力表示灯● 有機溶剤の蒸気や腐食性ガスのある所。

● 取付可能なパネル厚は1〜4mmです。

リセット容示します（ゼロサプレス方式のため、最下桁のみ表示）。なお、減算式● パネルカット寸法は外形図を参照ください。

ロック／アンロック①プリセットの設定

称● 水や油の飛沫がかかる所。

● 取付方法トータルカウント値の表示

ロック／アンロック

プリセット値表示灯

注）

48
61

ファンクション プリセットキーの操作
キー
リセットキーの操作

設 定
0〜999999

プリセット表示部

COM.

44.
847.
55048ゴムパッキン

能(2)運用モードの操作手順
(1)
各部の説明

N.
O.
パネルカット寸法機プリセット表示／設定リレー）
接点出力2 （1c220Ω

端子カバー

操 作

＋12V
I＝約4m
A

ディップスイッチ(1)
運用設定
電源投入後に表示する画面が運用モードです。

● 表示灯恐れがあります。

.545+00プリセットロック● モードキー121

リセットロック

自動復帰

● リセッ
トキー

10センサ用
電源 11+12V■ご使用に際して安全上の注意は、安全に関してより重要な面を補う内容です。お客様は

8運用画面● プリセッ
ト表示部

無接点
出力10V
6モ‑ドキ‑＋ F3ｷｰ

モ‑ドキ‑＋F2ｷｰ 自動復帰

● 表示灯

計数入力2らご使用ください。

モ‑ドキ‑＋F5ｷｰ目ON

通常カウント値

外部入力

無効

クリア（入力中カウント停止）

加減独立

90°
位相差

RESETキー入力

クリア（入力時のみ）無効

自己保持ワンショット

注）計数速度はディップスイッチでしか設定できません。
6 ）
0V（□

トータルカウント値

OFF5kHz30Hz

■簡単モード②小数点表示位置の設定

(1)
簡単設定

■定格

⑦デフォルトの設定

計数表示部のピリオド位置を設定します。

初期設定（工場出荷時の状態）に戻します。

電源電圧100〜 240VAC 50/60Hz

許容電圧範囲85〜 250VAC

ディップスイッチ5をONに設定すると（工場出荷時の状態）、簡単モー

設定はF1〜F5キーにて行います。ファンクション

設定はF6キーにて行います。

ドになります。機能の内容は下記の通りです。

キーはそれぞれの桁に対応しています。

デフォルト設定画面でF6キーを押すと、下記内容を約1秒間表示しま

操作

機ディップスイッチ

能設

定設定範囲は0／0.
0／0.
00／0.
000／0.
0000です。

す。

4VA

表示方法

7セグメントLCD

桁数

6桁 表示範囲‑99999〜999999

最高計数速度

30Hz/5kHz切換

入力モード

加減独立 位相差 加算 減算 加減指令

出力モード

ワンショット・リターン/ 自己保持・フリー/ ワンショット・フリー

LEDバックライト

計数速度30Hz／ 5kHz

入力選択

加減独立／90°位相差

出力動作

自己保持／ワンショット

カウンタモード選択

プリセット

設定はF1〜F6キーにて行います。ファンクション

多機能設定

許可／禁止

キーはそれぞれの桁に対応しています。

出力機能

標準/桁上げプリスケール設定

0.
001〜9.
999

設定範囲は−99999〜999999です。

プリスケール0.001〜9.999

0／0.
0／0.
00／0.
000／0.
0000※F6キーを押す場合、1→2→3→4→5→6→7→8→9→−（マイナス）→0の順に表示します。

小数点位置

下4桁

ワンショット時間

0.005〜9.999s

カウント入力30Hz:接点、無接点

最小信号幅 16.7ms(メーク比 1:1)

5kHz:無接点

最小信号幅 100μs(メーク比 1:1)

ファンクション 小数点位置設定キー
計数値設定（多機能モード） ワンショット時間設定
設定確認−99999〜999999
0.005〜9.
999③計数値の設定
カウント開始時の値を変更します。

一致・フリー/比較・フリー⑧設定内容の確認
多機能モードの設定を確認します。

④ワンショット時間の設定

設定内容確認

ワンショット時間を設定します。
設定はF1〜F4キーにて行います。
ファンクションキー

(2)
簡単モードの操作手順
簡単モードの設定は、ディップスイッチと多機能モードの一部の機能により行います。
ディップスイッチの設定は■各部の名称と説明 (2)項 ディップスイッ

はそれぞれの桁に対応しています。

設定範囲は0.
005〜9.
999秒です。
⑤入力モードの設定

チの設定を参照ください。また多機能モードの設定は■多機能モー入力モードを設定します。

ド(2)項多機能モードの操作手順 を参照ください。

機能の選択はF1〜F5キーにて行い、計数表示部

簡単モードでは、ディップスイッチの設定が優先されます。に表示されます。
入力キー

(1)
多機能設定
ディップスイッチ5をOFFに設定すると、多機能モードの機能を全て設定できます。
計数速度の設定はディップスイッチで行います（ディップスイッチ1：ON

計数表示部

Fキー

加減独立

F
2キー

90°
位相差

ピリオド位置／ワンショット時間

F3キー

入力モード・出力動作・カウンタモード

F4キー

カウント値（小数第3位まで確認）F
5キー

トータルカウンタ値（小数第3位まで確認）

100mA以下、40V以下

F6キー

ディップスイッチの設定

接点出力(1c)

Fキー
F2キー

ピリオド位置※1F
5キー

加減指令

F4キー※5

プリスケール設定

0.001〜9.999

ピリオド位置設定

0／0.0／0.00／0.000／0.0000※7F6キー⑥カウンタモードの設定カウンタモードを設定します。

−99999〜999999

ワンショット時間設定

0.005〜9.999機能の選択はF1，F4キーにて行い、計数表示部

加減独立／90°位相差／加算／減算／加減指令に表示されます。

カウンタモード／
出力動作選択※

標準出力

デフォルト設定

工場出荷時の状態に戻る

設定確認

設定内容確認● カウンタモードの設定内容

入力キー プリセット表示部※1.ディップスイッチ5がONの 場合、入力モード選択・カウンタモード・出力動作選択（ディップスイッチ2、3、4の機能に相当）の表示はしますが、設定は有効になりません。

機能F1キー

標準出力

F4キー

桁上げ出力

3桁

2桁

1の位
DSW5

DSW4

トランジスタ出力 (NPNオープンコレクタ)

250VAC/30VDC3A抵抗負荷(COSφ=1)
センサ用外部電源 12VDC50mA(120VAC以下で使用の場合は100mA)
停電記憶方式EEP‑ROM書き替え回数 10万回以上

保護構造

IP66パネル表面のみ (ゴムパッキン使用時)

使用温度範囲‑10〜50℃

保存温度範囲‑25〜55℃

使用周囲湿度範囲 35〜85%RH

ex.0.500秒 の時「0500」
カウンタ 出力モード※2 動作※3DSW6

1桁ex.1.000の時「1000」
入力
モード※4

小数点 小数点

小数点第1位

第2位

第3位

DSW3DSW2DSW1※1.0.
0000→「04」、0.
000→「03」、0.
00→「02」、0.
0→「01」、0→「00」※2.0：標準出力、3：桁上げ出力※3.0：ワンショットリターン、1：自己保持フリー、2：ワンショットフリー、3：一致フリー、4：比較フリー※4.0：加減独立、1：90°位相差、2：加算、3：減算、4：加減指令※5.ex.カウント値1005.
545の時「5545」※6.ex.トータルカウント値‑2004.
234の時「‑4234」※7.0：OFF、1：ON

セット表示部に表示します。動作内容は下図を参照ください。

用モード画面に戻ると設定は完了します。計数表

出力動作

ケース材質

PC

付属品

取付フック，ゴムパッキン，端子カバー締付ビス M3×8

■性能
絶縁抵抗

100MΩ以上(500VDC)導電部端子と露出した非充電金属部間

耐電圧

2kVAC1分間 導電部端子間と露出した非充電金属部間

耐ノイズ

ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(立ち上がり 1ns,
ﾊﾟﾙｽ
幅1μs)
コモンモード 2kV

静電気耐力
耐振動

10kV,但し誤動作は8kV
耐久

示部に右記の内容を約1秒間表示し、運用モード

16.7Hz複振幅 4mm 3方向 各1時間

誤動作 10〜55Hz複振幅0.5mm 3方向 各10分
耐衝撃

耐久294m/s2 3軸各方向 各3回誤動作 98m/s2 3軸各方向 各3回
電気的寿命:10万回(定格負荷,開閉頻度30回/分)
機械的寿命:5000万回(開閉頻度30回/分)
電源投入起動時間2s

質量約 120g■工場出荷時の初期設定
設定項目

初期値

プリスケール設定

1.000

小数点位置選択

0

計数値設定

0

ワンショット時間設定

0.500

一致出力フリー

入力モード設定

加減独立

比較出力フリーカウンタモード設定

標準出力/ワンショット出力リタ‑ン

ワンショット出力リターン
自己保持出力フリー
ワンショット出力フリーなります。

画面を表示します。
※プリセット表示部は設定により表示が異なります。上記は、デフォルト設定画面でモードキーを3秒以上押した場合の表示です。

注意 桁上げ出力の場合、ワンショット出力リターンまたは自己保持出力フリーのみ表示します。

移行し、機能を設定できます。

● 桁上げ出力移行する順番は上記を参照ください。設定確認の次はプリスケール設

カウント値が正方向へ変化する毎に、計数速度設定に対応したパルスをO
U
T1から出力する。
OU
T2、接点出力2は標準出力と同じ。但し、ワンショット出力リターン、自己保持出力フリー何れかの選択となる。

設定はF1〜F4キーにて行います。ファンクションキーはそれぞれの桁
設定範囲は0.
00
1〜9.
999です。

4桁

各機能の設定後、モードキーを3秒以上押し、運面へ移行します。下記の内容を表示した後、プリスケール設定画面にに対応しています（表示は上図右側を参照ください）。

短絡時流出電流:約 4mA
制御出力

出力リレー寿命

運用モード画面の状態でモードキーを3秒以上押し、多機能モード画①プリスケールの設定

短絡時許容残留電圧:3V以下

各モード設定のファンクションキーを1回押す毎に動作を選択し、プリ(2)多機能モードの操作手順定へと戻ります。

開放時インピーダンス:100k
Ω以上⑨機能の設定完了

計数表示部

表示部はモードキーを押すと次項へ、リセットキーを押すと前項目へ

0F5キー※6計数値設定
ファンクション
入力モード選択※1キー

5桁

0

機能の内容は下記の通りです。
定

6桁

F1キー

F3キー

設

接点又はオープンコレクタ接続

F2キー

減算

能入力信号

短絡時インピーダンス:1kΩ以下● 計数表示部の内容

加算

外部リセット (最小リセット時間:50ms)、手動リセット、自動リセット

プリスケール値設定

F4キー

機容リセット入力

F1キー→30Hz、ディップスイッチ1：OFF→5kHz）。
作内機能F1キー

F3キー● 多機能モードの設定内容※カウンタのパネル取付後、または多機能設定禁止（ディップスイッチ6：OFF）の場合
でも、モードキーを3秒以上押すと、多機能モード設定の確認ができます。

● 入力モードの設定内容■多機能モード

操

消費電力

30H
z:20ms±2ms
O
UT1
出力パルス幅5k
Hz:5ms±2ms

社 〒562‑0035 大阪府箕面市船場東2丁目5番1号
TEL(072)727‑4571 FAX(072)‑727‑2993
大 阪 営 業 所 TEL(072)727‑3991 FAX(072)‑727‑2991
東 京 営 業 所 〒332‑0006 埼玉県川口市末広1丁目13番17号
TEL(048)223‑7121 FAX(048)‑223‑7120
名古屋営業所 〒460‑0013愛知県名古屋市中区上前津1丁目7番2号
TEL(052)331‑1106 FAX(052)‑331‑1109
本出張所
東北 TEL(022)395‑4910 神奈川 TEL(045)361‑8270
静岡 TEL(054)282‑4088 北陸TEL(076)479‑2410
兵庫 TEL(078)992‑6411 広島
TEL(082)231‑7060
徳島 TEL(0883)24‑3570 福岡
TEL(0942)77‑0403
URLhttp://www.shinko‑technos.co.jp
No.MDC‑0029A
E‑mailsales@shinko‑technos.co.jp