Watcher Pro３
塩分濃度センサー／NBI-SSWSS0102
ユーザーマニュアルV1.0.0ⓒ 2016-2019 Techsor Inc.

塩分濃度センサ－(NBI-SSWSS0102)ユーザーマニュアル

更新履歴

バージョン

修正時期

説明

V1.0.02021.05.24

初稿

V1.0.02022.10.09

認証番号更新はじめに·使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
·本書の操作手順および注意事項をお守りください。
·機器が故障した場合は、ご自身で修理せず support@techsor.co.jpにお問い合わせください。

目次

1.製品紹介................................................................................................................................................... 32.製品仕様................................................................................................................................................... 42.1 仕様........................................................................................................................................................... 42.2 サイズ....................................................................................................................................................... 42.3 製品外観 ................................................................................................................................................... 42.4 各部説明 ................................................................................................................................................... 53.使用方法................................................................................................................................................... 53.1 取り付け ................................................................................................................................................... 53.2 電気接続 ................................................................................................................................................... 54.メンテナンス............................................................................................................................................ 64.1 保管........................................................................................................................................................... 64.3 クレンジング ........................................................................................................................................... 64.4 校正........................................................................................................................................................... 64.5 メンテナンス ........................................................................................................................................... 65.注意事項................................................................................................................................................... 76.問題と解決策............................................................................................................................................ 72

塩分濃度センサ－(NBI-SSWSS0102)ユーザーマニュアル

1.製品紹介塩分は、養殖環境における重要な物理化学的要因として、養殖動物の浸透圧や成長・発育と密接に関係しており、塩分が養殖動物の成長・発育に影響を与えるメカニズムを探ることは、内陸の塩水を十分に活用するための信頼できる理論的基盤となります。
塩分濃度は、水 1kg あたりに含まれる溶存塩分の量を示すもので、水生動物にとって重要な水環境要因の一つです。 水生動物の栄養要求、組織構造、内部の生理学的・生化学的指標に影響を与えます。
世界の海の表面における塩分濃度の日変動は、一般的には 0.005％以下、個々の海域では最大 0.017％と小さく、これは蒸発量や降水量の日変動が小さいからです。 塩分濃度が最も高くなるのは 17 時頃で、塩分濃度が最も低くなるのは夜間または朝方です。 本土付近の浅い海洋域では、蒸発量や降水量の日較差が大きいため、塩分の日較差が海洋よりも顕著になります。
水産養殖に必要な塩分濃度は、一部の水産養殖種（ナマズやコイなど）は塩分濃度が 5g/L 未満で最もよく成長し、アトランティックサーモンやティラピアなどの種は塩分濃度が 20g/L でよく成長します。 エビな
どの河口域の生物は、塩分濃度が 2〜40g/L の範囲でよく育ちます。
海洋種や河口域の種は内陸の塩水でも培養できますが、K +、Mg 2+、Ca 2+、またはこれらのカチオンの組み合わせの低濃度によるイオンバランスの乱れにより、適切な塩分濃度で生存・生育できない場合があります。 ミネラルを補給することで、主要なイオンの濃度を高めることができます。
淡水の中には、溶存イオンの濃度が非常に低い（塩分濃度が低い）ものがありますが、石灰を加えたり、特定の無機塩を加えたりすることで、イオン濃度を高めることができます。 塩分濃度を下げる唯一の現実的な方法は、塩分濃度の低い水を培養システムに加えることです。 この方法は、乾燥した地域や長引く干ばつの地域の池で使われることがあります。 魚やエビの孵化場がある地域では、海産種の内陸養殖のために、市販の海塩混合物や沿岸の海水蒸発池からの濃縮ブライン溶液を淡水に加えて塩分濃度を調整することができます。
NBI の塩分濃度センサーは、水の塩分濃度をリアルタイムにモニタリングするセンサーで、微生物、魚やエビ、水生植物など様々な環境下にある淡水や海水の塩分濃度を正確に測定することができます。 ワイヤレス水質モニター「NBI Watcher Pro 3」と併用することで、管理プラットフォーム上で養殖水の塩分濃度の変化を明確に把握し、それに応じてタイムリーな調整を行うことができます。
NBI の塩分濃度センサーには、以下のような機能的特徴があります。
⚫

高塩分水域、各種水道、工業用水処理などの環境下で長時間安定して動作します。

⚫

電磁誘導式塩分センサープローブは基本的にメンテナンスフリーで、筐体の汚れや軽いスケーリングがあっても通常の使用には影響ありません。

⚫

保護等級 IP68。

3

塩分濃度センサ－(NBI-SSWSS0102)ユーザーマニュアル

2.製品仕様2.1 仕様
型番
測定原理
測定範囲
分解能
精度
動作環境
電源
消費電力
インタフェース
設置方法
校正方法
接液部材質
ケーブル
防塵/防水
保管温度
温度補償

NBI-SSWSS0102
電磁式0〜70 PSU
0.1 PSU
±1.5%F.S.
気温 0〜 + 65℃
圧力<0.6MPa
12VDC〜24VDC ±10%
<0.5W
RS485
浸入式、3/4''NPT ネジ
2 点校正（精製水（零点）、35PPT 標準液）
POM
5 メートル(別売の延長ケーブル使用で延長可能)
IP68-5〜+65℃
自動温度補償（Pt1000）
電波法 工事設計認証番号:006-000704
電気通信事業法 認証番号:D21-0033001

2.2 サイズ
オスネジ

オスネジ

2.3 製品外観4塩分濃度センサ－(NBI-SSWSS0102)ユーザーマニュアル

2.4 各部説明

センサーコネクタ

プローブ
保護キャップ

3.使用方法
3.1 取り付け

塩分センサーは水没設置で NBI クリーニングブラシキットでの使用をお勧めします。設置方法は次のとおりです:クリーニングブラシキット取り付けブラケットの取り付けスロットの 1 つにある 2 つの蝶ナット を反時計回りに緩めます、センサープローブをクリーニングブラシのヘッドに向かって伸ばします、セン サーの位置を調整して、クリーニングブラシがセンサープローブの表面によく付着するようにし、ナット を締めます。

測定水域内のセンサーは、プローブを逆さままたは水平ではなく垂直方向に保つ必要があり、センサープローブが直射日光の影響を受けないように、センサーの少なくとも 2/3 が測定水域に沈んでいることを確認してください。同時に、センサープローブは水域の底部と側壁から少なくとも 2cm 離れている必要があります。

3.2 電気接続
取り付け後、センサーコネクターが乾燥してきれいになっているかどうかを確認し、汚れやゴミが詰まっている場合は、乾いた柔らかい布で拭いて、ブロードライしてからご使用ください。
なお、NBI 塩分濃度センサーは、NBI Watcher Pro 3 や他のシリーズのワイヤレス水質監視製品と一緒にしか使用できません。 製品によって対応するインターフェースは以下の表の通りです。
5塩分濃度センサ－(NBI-SSWSS0102)ユーザーマニュアル

ノード
インターフェース
Watcher Pro 3
A1、A2、A3、B
塩分濃度センサーのコネクターを上表のインターフェースに直接接続してください。 ご使用の際は、まず電源を切り、インターフェースの防水キャップを緩め、センサーコネクターを合わせて挿入し、時計回りに締め付けてください。 なお、センサーインターフェースとコネクターは設置方向が決まっているので、接続する前に位置合わせをする必要があります。 誤った位置や方向に接続すると、センサーやノードが破損する恐れがありますので、ご注意ください。
より詳細な情報は、各製品のユーザーマニュアルをご参照ください。

4.メンテナンス
4.1 保管水質塩分センサーを使用後、長期間保管する必要がある場合は、まず水質塩分センサーをきれいに洗い流してから、センサプローブと硬いものをぶつけないように保護キャップに挿入します。

4.3 クレンジング
測定液の環境に影響され、長期間使用していると、水質塩分センサーのプローブに沈殿物や微生物などの汚れが付着し、測定精度に影響を与えることがあります。 センサープローブの洗浄方法は、柔らかいブラシで付着物を取り除き（電極表面に傷をつけないように注意してください）、その後、蒸留水で洗浄し、その後、校正作業を行います。
水質センサーブラシキットとの併用をお勧めします。

4.4 校正水質塩分センサーを約 2 ヶ月以上使用した場合、測定誤差が発生する可能性があり、校正作業が必要となりますので、具体的な操作については「NBI 水質監視センサー校正キット使用説明書」をご参照ください。

4.5 メンテナンス
1.
2.
3.

センサーのケーブルの確認：通常の動作時にケーブルが張っていないと、ケーブル内のワイヤーが切れやすくなり、センサーが正常に動作しなくなります。
センサーの筐体が腐食などで破損していないかを確認してください。
塩分濃度センサーのメンテナンスは、下表のような間隔で行うことをお勧めします。

メンテナンスセンサーの洗浄センサーケーブルの確認
センサーの損傷の確認
センサーの校正

推奨メンテナンス頻度
7 日ごとに洗浄してください。
ブラシを使用する場合は、30 日に 1 回の頻度で洗浄してください。
30 日ごとにチェックしてください。
30 日ごとにチェックしてください。
読み取り誤差の値を基準とします。

センサーの測定値は以下のようにして判断できます。
a. 海水または一定量の塩水の入ったビーカーを用意します。
b. 塩分濃度計を使って測定を行い、測定で得られたデータを記録します。
6塩分濃度センサ－(NBI-SSWSS0102)ユーザーマニュアル

c. 塩分濃度センサーを使用して測定し、得られたデータと塩分計のデータを比較し、偏差が 0.3ppt 以上になった場合はセンサの再校正してください。

5.注意事項① 水の流れが速い場所にセンサーを置かないでください。汚れが早くたまってしまいます。
② 硬いもの（指や金属など）で水の塩分濃度センサープローブを触ると、センサープローブの表面に傷がつくことがありますのでご注意ください。
③ 汚染を避けるために、センサープローブを定期的に清掃・点検してください。
④ センサーの接続ケーブルを無理に巻いたり引っ張ったりしないでください。
⑤ センサープローブをプールの底に接触させたり、吊り下げようとしたりしないでください。
⑥ センサーを取り付ける際には、防水コネクターのインターフェースが乾いていることを確認してください。
⑦ 上記のように保管しないと、センサーの破損の原因となります。
⑧ センサーの部品を自分で分解しないでください。キットの故障や破損の原因になります。
⑨ 強酸、強アルカリ、油脂、有機溶液中では使用しないでください。

6.問題と解決策問題

原因の可能性1.センサーが識別されていない。
センサーからのデータ 2.センサーとノードが正しく接続がありません。
されていない。
3.ケーブルやセンサーの不良。
1.正しく取り付けられていない。
センサーからのデータ
2.センサープローブが汚れていが異常。
る。
3.センサーの故障。

解決策
1.ノードを再起動します。
2.センサーのコネクターを一旦外して、再度接続します。
3.交換や修理をご希望の場合は、テクサーにご連絡ください。
1.上記のようにセンサーを取り付け直してください。
1. センサーを洗浄し、再校正してください。
2. 交換や修理をご希望の場は、テクサーにご連絡ください。
1.

センサーの浸漬時間が長すぎて、センサーが固まった値
センサーのプローブが硬化してしを読み取ります。
まっている。

7

2.
3.
4.

センサープローブをクリーニングします。
KCL 溶液に 3 時間浸します。
HCL 溶液に 30 分浸します。
再校正。

塩分濃度センサ－(NBI-SSWSS0102)ユーザーマニュアル

709,Building 2, Xunmei Technology Plaza,Nanshan District, Shenzhen
www.nongbotech.com+86 (0) 755-36309585

日本総代理店

株式会社テクサー〒206-0034 東京都多摩市鶴牧 1-1-14
コージィーコート 2F 1
TEL&FAX： 042-400-7582
www.techsor.co.jp ｜ support@techsor.co.jp

ZETA アライアンス
www.zeta-alliance.org ｜ info@zeta-alliance.jp

8