第4回計量ワークショップ

自社に適した測定アイデアの見つけ方

2010年4月2日

碧南市鋳物工業協同組合
愛知県計量士会 日高鉄也

1

測定アイデアの見つけ方講習会のフロー図
世界的な大不況

・講習会の趣旨・アセスメント
自己紹介

はじめ
オリエンテーション
アイデアの準備・ノギス・マイクロメータ
・ダイヤルゲージ・測定実験、実習
・測定の５Ｓ・Ｙｏｕ Ｔｕｂｅの活用
・その他
参考：
ＩＳＯ１００１２（計測マネジメントシステム）

測定方法の解説

アイデアの発見

・コミュニケーションの準備
・話の聴き方・質問の仕方・気持ちの伝え方
・目標の絞り込み方

まとめ・コミュニケーションによる（会話）・測定対象の明確化
・測定アイデアの発見

おわり

2
品質生産性向上
品質生産性向上説明前の用紙＜ 無記名です＞

アセスメントのお願い ２０10/04/02 自社に適した測定アイデアの発見
製造製品 ①自動車部品 ②工作機械 ③上下水道関係 ④機械設備 ⑤住宅 ⑥その他
（）
Ｎｏ

質問

１

講習会の参加の主目的は助成金である

２

ノギス、マイクロをよく使っている

３秤、天秤をよく使っている

４

測定器、計量器は汚れているが気にしていない

５

測定器、計量器の故障したものがあるので修理したい

６

加工不良を減らしたいと強く感じている

７

測定方法を改善したいと考えている

８

先輩が５Ｓの指導をしてくれる９

先輩が測定の指導をしてくれる

１０

測定をうまく行うと会社の利益は増えると思う

よく当てはまる当てはまる

どちらともいえない

当てはまらない

全くあてはまらない3

測定アイデアの発見のための準備◇ アイデアを得るための話の聴き方(1) 先入観を持たない、優越感を持たない、劣等感を持たない(2)自分のストーリ(予想)は脇に置いて聞く(3)会話を頻繁にさえぎらない(4)結論を先取りしない
青色がとてもきそうですか、れいでしたよ(5)判断をしない
青色がきれいでしたか(6) 視線を合わせる(7)あいづちを入れる(8) 話しを合わせる◇ 測定目的の明確化の質問(1)オープンクエスチョン(2)クローズドクエスチョン(3)チャンクダウン(4)シフト4

測定・計量の役割

蒸気機関：産業技術記念館
ナイル川の水位計

ワットのマイクロメータ

水位で水路を選ぶ

蒸気機関の性能向上
マイクロメータの発明

トレーサビリティ
Ａ社とＢ社の１００ｇを同じにした 5

製造現場の測定の実施場所

6

鋳造砂の簡単な測定

砂Ａ

砂Ｂ

パソコンに取り込む方式の顕微鏡写真 倍率（２０～２００）7測定器の取扱い方の効果の順番表
国際取引の少ない場合

効果

項目
１

取扱い方

内容
構造の考慮、丁寧、乱雑測定の５Ｓ 測定器、測定物の汚れなど

備考
測定技能

アッベの２
原理

測定点と目盛との距離があ 専門技術
る場合の変形による誤差
実験あり

国際的な
３ルール

ＩＳＯ９００１／１００１２／１７ 測定が関
０２５／ＴＳ１６９４９、トレー 係する国際
サビリティ、定期検査
規格

４ 改造

測定する製品に合わせた
改造

ダイヤル、ノギスの測
定子、部8品質と生産性を向上させる測定の５Ｓサイクル測定の５Ｓの主な要素

分岐点

使わない測定器
整
故障した測定器
理
周辺の整理
使いやすい置き方
整
置きやすい場所
頓
適切な温湿度、照度
清 測定器の掃除
掃 製品の掃除

良い場合

悪い場
合
経営への良い影響

品質向上

直接的な影響測定誤差大
加工不良の発生測定作業の非能率
測定作業の飛ばし

納期確実
受注増大
利益向上

清 油類の飛散防止
潔 切粉の飛散防止

適切な管理データ

始業点検

先輩のコーチング

経営への悪い影響
クレーム増大
納期遅れ
受注減少
赤字増大
不適切な管理データ

躾 正しい使い方
先輩がやってみせる

測定の５Ｓの充実

５Ｓパトロール

9

測定の５Ｓの要素と相互関係

測定の５Sの要素

設備の適切な操作、・品質良好・品質良好

管理資料の充実

・経営判断
・経営判断

適正な測定データの提供
清掃

清潔

置きやすく、取りやすい保管保存
整理してあると、整頓しやすく、整頓してあると整理しやすい

整頓

余分、故障した測定器の処分

測定の５Sの相互関係

躾整理教えておくと整理がうまくでき、整理がよいと教10えることが早くできる５S(整理、整頓、清掃、清潔、しつけ）ＩＳＯ１００１２ 6.3.1 測定機器の要求事項の状態
11

ノギスの構造
内側測定ジョウ
止めネジ
本尺の目盛りスライダー
バーニア目盛り外側測定ジョウ

ノギスの構造12

ノギスの持ち方
ノギスの持ち方（ビデオで写します）• スライダーが動きやすいように持つ• 目盛り及び測定部が目の前にくるように持つ

13

ノギスの測定子の当て方

ｄ

外側測定

内側測定
14

ノギスの測定（実験）◇ 測定器：デジタルノギス◇ 測定物：テストピース◇ 測定者：4名
測定表（外側測定）
測定者
Ａさん
Ｂさん
Ｃさん
Dさん

２５５０

１００

１５０

ばらつき

15

ノギスの測定実技①②①③④②③④

Ａ氏
Ｂ氏
Ｃ氏

16

アッベの原理の影響（実験）ＬＬ

実験してみましょう

Ｅ測定物

ＲΘ

Ｒ：目盛りから測定点までの長さ ＝30
Θ＝傾の角度＝0.5

Ｌ＝測定物の長さ＝50

測定物と目盛りが同一線上にある

Ｅ＝Ｒ×tan Θ
Ｅ＝アッベの影響＝30Ｘ0．0087 ＝0.26

Ｌ＝測定値＝LｰE=49.74

17

ノギスによる小径穴の測定実技
穴径

読み取り値

2.0

1.94

3.0

2.95

4.0

3.97

5.04.98

実験

備考

読み取り値は、ノギスのメーカー、形式、サイズにより少し異なる。
実験は、社内で使用しているノギスで実験する。
18

Ｙｏｕ Ｔｕｂｅ

http://www.youtube.com/watch?v=sTnW3lsQP1w

19マイクロメータの構造20

マイクロメータの使い方

スピンドルの回し方

目盛りを読む目の位置
21

マイクロメータの持ち方

22

マイクロメータの測定実技①①②③④②③④

Ａ氏
Ｂ氏
Ｃ氏

23

Ｙｏｕ Ｔｕｂｅ

http://www.youtube.com/watch?v=AUO9kH99prA

ＩＳＯ１００１２
6.1.2 力量及び教育・訓練
6.3.１ 測定機器

日高計量士事務所

代表 日高鉄也
24ダイヤルゲージの構造

ダイヤルゲージ

てこ式ダイヤルゲージ25

てこ式ダイヤルゲージの取り付け角度
注意事項

Ｌ

１．取り付け角度
測定子と測定面の角度θが大きいと測定物の変化量Ｌよりダイヤルゲージの目盛りの変化量Ｌが大きくなる。
Cos30°=0.866, 45°=0.707
θＬ
測定物

２．取り付けのゆるみ
ダイヤルゲージとダイヤルゲージスタンドの取り付けのゆるみが起きやすい。
この場合はＬの変化量よりＬの変化量が少ない。
26

シリンダーゲージの構造

測定寸法
27

http://www.youtube.com/watch?v=QomgzqPSH-Q

28

ブロックゲージ、リングゲージ
１．ブロックゲージ◇寸法の標準器・マイクロメータ等の校正・シリンダーゲージの寸法
合わせ等
２．リングゲージ
ブロックゲージ リングゲージ◇ 内径寸法の標準器
・空気マイクロ・シリンダーゲージ等
29

ブロックゲージの取扱いと掃除の例
ＩＳＯ9001 7.6 検査機器の管理ＩＳＯ10012 6.3.1 測定機器
ハイケータとシリンダーゲージの組み合わせジョウ

ブロックゲージ

この規格の中に、この講習会の内容が含まれている。

納得！！
☆ブロックゲージの精度○測定位置①と②で0.001mmの差があったが、ブロックゲージの汚れを清掃して①と②の①差を0.000mmに改善した。
② ●この改善で、品質と作業効率が向上した◎品質計量管理製造業では９００１＋１００１２が効率的と考える（私見） 30。
ホルダー

温度の影響実験
物体の長と温度の関係
マイクロメータの温度20℃
測定物の温度25℃
L ： 測定物長（20℃)100ｍｍ⊿Ｌ : 長さの変化量（㎜）α : 鉄の線膨張率（/℃）=11.5×10－６/℃⊿ ｔ : 温度差=5℃
変化量の計算式⊿Ｌ＝Ｌ・α・⊿ｔ
変化量 ⊿L=100×11.5×10-６×5=0.0057
測定物長(25℃）=100.006ｍｍマイクロメータとブロックゲージで実験しよう。
・マイクロメータ75-00mm
・ブロックゲージ100mm

31

コミュニケーション(会話）による測定対象の明確化
Ｎｏ

特性

内容

１

測定
範囲

外径、内径、厚、振れ、曲がりもっとも厳しい公差
もっとも緩い公差平均的な公差円、楕円、細い、長い、質
硬さ、粘度、引っ張強度、密度、絶縁な
ど

２３４

品質
規格

５

形状

６

物性

寸法、形状最小最大

備考
測定器に関係する？

測定による測定物の変化など参考文献（ＩＳＯ１００１２：２００３、さらに業績をアップさせるＩＳＯコーチング）

32コミュニケーション(会話）による測定アイデア発見シート
Ｎｏ

特性

１

測定目標の設定測定で確保する品質は何ですか

２

リスクの確認測定のミスによって起きるリスクを明確にしましたか

３

測定部位の決定

どこを測定しますか４

測定方法

ノギスで具体的どのように測定します
か、測定しやすいですか５

測定器の決定測定する製品の形状、精度（公差）に適した測定器を選びましたか

６測定のタイミング

仕事のかかり、中間、終わり

７

測定者の技能測定者の技能は適切ですか

８

品質の不具合処置

工程条件の調節、材料の確認？

９

測定の不具合処置器

精度、調整、タイミング、修理依頼などを確認しましたか

１０ 測定環境

内容

アイデアのメモ

温度、湿度、照明は良いですか

参考文献（ＩＳＯ１００１２：２００３、さらに業績をアップさせるＩＳＯコーチング）33

自社に適した測定方法のアイデア用紙
測定アイデア

測定項目（５Ｓも）製品名・問題（不良、納期遅れ、コスト高い）などの多い製品について考えましょう。
・５Ｓの方法もアイデアに含めましょう。

34

説明後の用紙＜無記名です＞アンケートのお願い

2010/04/02 自社に適した測定アイデアの発見◇講習会を受けた後の感想
Ｎｏ

質問

１

測定器及び計量器は、きれいに掃除をしたいと考えている

２

精度、性能の良い測定器及び計量器を探したいと思っている

３

加工不良を減らすために正しく測定した
いと思っている４

測定及び計量は、品質生産性の向上に役立たないと思う５

後輩に測定及び計量の指導を行いたいと考えている

６

この講習会で自社に適した測定方法が発見できた

よく当てはまる当てはまる

どちらともいえない

当てはまらない

全くあてはまらない◇講習会の理解度
理解できたこと ○、理解できなかったこと × 、よくわからなくて疑問が残っていること △①自社に適した測定方法アイデアの発見（ ） ②測定が 品質及び生産性向上に役立つ理由（ル（） ④測定の解説（ ） ⑤計量器（ ） ⑥その他わからなかったこと（） ③ ５Ｓのサイク）◇今後の講習会へ希望テーマ（複数回答）①今回と同じ、②測定の５Ｓ、 ③ビジネスコーチング(コミュニケーション）、 ④ＩＳＯ9001:2008、 ⑤ＱＣ検定、⑥その他（）

35