GEMeasurement & Control

Mentor Visual iQ™
VideoProbe™
革新的な生産性をあなたの手に重要な点検に目視検査を利用されている企業様へ、画期的な目視検査を実現する製品を提供します

進化した 3D 位相計測、高度な接続機能とポータビリティを実現したビデオプローブ Mentor Visual iQパワフル、ポータブル、速い、つながる
最新の工業用ビデオプローブ「Mentor Visual iQ」は、検査効率の改善、大切な資産に関する意思決定を支援します。
• マルチポイントタッチスクリーンとオンスクリーンキ
ーボード、または人間工学に基づいて設計されたジョ
イスティックとハードウェアキーを使った簡単操作• 内蔵マニュアルと状況に応じたヘルプ表示によって、高度な機能をスムーズに使いこなすことができ、読むのが面倒な紙のマニュアルを不要に• 5 倍デジタルズームと一新された画像処理システムを実現する Color SUPER HAD ™ CCD ビデオカメラ採用• 16GB SSD 内蔵により大容量のデータ保存可能• USB 3.0 A 型 ホ ス ト ポ ー ト を 2 個、microUSB 3.0 B 型
クライアントポートを 1 個搭載• 6.5 インチアクティブマトリクス XGA カラー LCD 採用
により、鮮明画像表示、日光下の高い視認性を実現し、• 航空機への持ち込みにも対応した大容量の交換式リチ検知能力を向上
ウムイオンバッテリを採用。バッテリに充電回路が組み込まれているため充電用クレードルは不要• 適応型ノイズリダクション（ANR）と高ダイナミックレンジ（HDR）で、鮮明な動画と静止画撮影• 高解像度の直径 4.0mm および 6.1mm の交換式プロー
ブは、幅広い産業やアプリケーションに最適な長さが• 改良された 3D 位相計測（プローブ径 6.1mm）やステ選択可能
レオ計測（プローブ径 6.1mm または 4mm）による高度な分析• 交換可能な光学アダプタは、二段式ネジによりしっかりと固定• 人間工学に基づく小型軽量設計（ケースを除いた本体は 3.0kg）• 高輝度 LED 光源と高度処理により、より明るい画像を提供• 強靭な耐久性。IP65、MIL STD 461F、MIL STD 810G 規格に準拠した設計• 挿入チューブマークにより、基準設定をより簡単に• デュアルバンド Wi-Fi と Bluetooth 4.0 に対応• カスタマイズ可能で豊富なサイズが揃った「Magicarm」ハンドセットマウントを選択可能• 14 ヶ国語に対応した Menu Directed Inspection（MDI）ソフトウェアが検査をガイド。また自動でファイル名を• 車輪付きキャリングケースまたは、複数のプローブやつけて MS Word® または PDF 形式の検査レポートを作成
アクセサリを収納できる大型のワークステーションモデルを選択可能

付録
技術仕様 − ハンドセット
使用環境
挿入部使用温度−25 〜 100℃

※0℃以下ではアングル部の動作性能が低下することがあります。

システム使用温度−20 〜 46℃

※0℃以下では液晶モニタのウォームアップが必要になることがあります。

保管温度−25 〜 60℃

相対湿度95% 以下（結露なきこと）

防水性

挿入チューブ

水深約 10.2m（1bar）

カメラ
プローブ径4.0mm、6.1mm

画像素子

1/6 インチカラー SUPER HAD ™ CCD カメラ（6.1mm）・1/10 インチカラー SUPER HAD ™ CCD カメラ（4.0mm）

画素数

440,000 画素

先端部材質

チタン

システム
システム寸法17.1×20.3×38.1cm

ケース寸法（標準）54.5×35.0×23.0cm

システム重量標準ケースの場合（内容物あり）：10.2kg
ワークステーションの場合（内容物あり）：19.6kg
ケースから出したとき
6120 システム：3.0kg
61100 システム：4.0kg

構造

マグネシウムおよびポリカーボネート製ハウジングに弾性バンパーを装備

LCD モニター

6.5 inch アクティブマトリクス XGA カラー LCD、日光下での表示に対応、静電式 Dragontrail ™ マルチタッチスクリーン

ジョイスティックコントロール 360 All-Way® 全方向アングル操作、メニューアクセスおよびナビゲーション
ボタンセット

ユーザー機能、計測、デジタル機能へのアクセス

音声入力

3.5mm ヘッドセット / マイク端子または Bluetooth ヘッドセット

内蔵メモリ

16GB SSD 内蔵

データ I/O ポート

USB 3.0 A 型ホストポートを 2 個、USB 3.0 マイクロ B 型クライアントポートを 1 個搭載

ビデオ出力

DisplayPort

光量調整

自動または手動ランプ

白色 LED長時間露光

自動 –（最大 16 秒）

ホワイトバランス

工場出荷時のデフォルト設定または手動設定

電源
リチウムイオンバッテリ

10.8V（公称）、73Wh、6.8Ah

AC

100 〜 240VAC、50-60Hz、＜ 1.5A RMS

DC

18V、3.34A

適合規格
MIL-STD-810G

米国国防総省環境試験セクション 506.5、507.5、510.5、511.5、514.6、516.6、521.3

MIL-STD-461F

米国国防総省 − 電磁干渉 RS103 − デッキ上

欧州規格

グループ 1、クラス A：EN61326-1, UL, IEC, EN CSA-C22.2：61010-1, UN/DOT T1-T8

IP 等級

IP55（分解状態）、IP65（組み立てた状態）

ソフトウェアオペレーティングシステム

マルチタスクオペレーティングシステム

ユーザーインターフェイスタッチスクリーンまたはジョイスティックによるメニュー操作が可能

ファイルマネージャ

内蔵のファイルマネージャで、ファイルおよびフォルダのコピー、切り取り、新規作成、名前の変更、削除、フィルタリング、並べ替えが可能。USB および内蔵フラッシュストレージに対応

音声データ

PC 対応 ACC（.M4A ファイル）形式

画像処理

色調反転、画像反転、適応型ノイズリダクション、歪み補正、照度、輝度、長時間露光、シングルビュー、ズーム（デジタル 5 倍）、画像の取り込みと呼び出し

デジタルズーム

連続（5 倍）画像形式

Bitmap（.BMP）、JPEG（.JPG）

ビデオ形式

MPEG4 AVC/H.264（.MP4 ファイル）

テキスト注釈内蔵フルスクリーンテキストオーバーレイジェネレータ

グラフィック注釈

任意で矢印を置くことが可能

湾曲操作

ユーザーによる設定
操作後の角度で停止、または操作後に中立位置の「ホーム」へ自動で戻る設定

ソフトウェアの更新

USB ThumbDrive® で現場での更新が可能

言語

日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語、韓国語、ポルトガル語、中国語、ポーランド語、ハンガリー語、フィンランド語、スウェーデン語

アプリケーション・ソフト
ウェア

Menu Directed Inspection（MDI）ソフトウェアが検査をガイド。また自動でファイル名をつけて MS Word® または PDF 形式の点検レポートを作成

挿入チューブ・光学アダプタ仕様
Mentor Visual iQ 6.1mm 光学アダプタ

挿入チューブ
カメラ径

挿入チューブ長さ

4.0mm

2.0、3.0m

6.1mm

2.0、3.0、4.5、6.0、10.0m

表示色

視野方向

視野角（FOV）

観察深度（mm）

直視

挿入チューブ長さは、上記以外も最長 30m まで製作可能。

先端部アングル

T6150FF

なし

5050 〜∞XLG3T6150FG

白50

12 〜 200

XLG3T61120FG

黒120

5 〜 120

XLG3T6180FN

オレンジ

80

3 〜 20XLG3T6190FF

黄色90

20 〜∞

挿入チューブ長

アングル角度（挿入部がまっすぐの状態から）

XLG3T6150FB

2 〜 4.5m

上下 160 、左右 160 （最小値）

T6165FF*

6 〜 10m

上下 140 、左右 140 （最小値）

紫50（45 DOV）

12 〜 80

オレンジ & 青6565 〜∞

注：通常の使用では最小値を上回ります。

側視XLG3T6150SF

茶50

45 〜∞

Mentor Visual iQ 4.0mm 光学アダプタ

XLG3T6150SG

緑50

9 〜 160

XLG3T61120SG

青120

4 〜 100

XLG3T6180SN

赤80

1 〜 20

視野方向

表示色

視野角（FOV）

観察深度（mm）

直視T4080FF*なし

80

35 〜∞

3D 位相計測

T40115FN

黒115

4 〜∞

XL4TM61105FG

黒105

8 〜 250

XL4TM61105SG

青105

7 〜 250

側視T40115SN

赤115

1 〜 30

ステレオ計測T40120SF

青120

6 〜∞

XLG3TM616060FG

黒60/60-FWD

4 〜 80XLG3TM615050SG

青50/50-SIDE

2 〜 50

ステレオ計測TM405555FG

黒55/55-FWD

5 〜∞

TM405555SG

青55/55-SIDE

4 〜∞* 明るさを最大にした場合のアダプタ数値

GEセンシング＆インスペクション・テクノロジーズ株式会社
非破壊検査機器営業本部

お問い合わせは...

〒104-6023 東京都中央区晴海1-8-10
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX 23F
Tel：03-6890-4567 Fax：03-6864-1738〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-3-2
南船場ハートビル 8F
Tel：06-6260-3106 Fax：06-6260-3107

www.ge-mcs.jp/itgeitjapan-info@ge.com※ すべての仕様および外観は、予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
※ 本製品をご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
© 2015 General Electric Company. All Rights Reserved. CS10888JP（15/02）2015 年 2 月改訂