次世代の IGT 印刷適性試験機 アムステルダム
Introduction "AMSTERDAM FAMILY"
印刷適性試験とIGT
多くの国において、”IGT”とは「印刷適性」の代名詞です。
永年にわたり、当社IGTは印刷適性に重点を置いた多くの印刷試験メソッドを開発・構築してきました。 被印刷物、印刷技術、インキの関係が不可欠です。これらの印刷適性試験メ
ソッドは、必要とされる品質の被印刷物とインキを得るため、世界中の製造業者と研究機関によって採用されています。
IGT試験メソッドは、特定の印刷技術によって素材とインキの品質について一貫性を確保し、インキと素材の組成の変化を試験し、印刷適性に対するこれらの影響を試験するためには、とても重要な手段です。 これらの試験メソッドは、製造業者や研究機関だけでなく、加工業界にと っても、印刷適性に関連した「入荷材料」の受け入れ管理に不可欠な支援手段として扱われています。
IGT

AMSTERDAM: 多目的印刷適性試験機

IGTアムステルダム多目的印刷適性試験機は、高度な自動化試験システムを採用しています。プリンティングディスクをコントロールするための精度の高いポジショニング、圧胴セクターに対するプリンティングディスクの高い圧力精度で試験を実施します。また、印刷開始時・試験実施時に特定の速度プロファイルに従って低速・加速での印刷試験分析アルゴリズムの高解像度スキャンを実行するカメラの起動など、内部コンピューターによって非常に高い精度でコンポーネント制御されます。これらの設定は試験メソッド毎にプリプログラムされており、ユーザーによる変更は不要・不可です。また、特定の試験メソッドでは、変数が調整できるように、設定にいくつかのオプションを設けています。これによって、IGTアムステルダム試験機は非常に使いやす
く、特定の試験メソッド毎に実行内容が統一されていて、オペレーターは実行中の試験や試験結果を容易に把握できます。

次世代の IGT 印刷適性試験機 アムステルダム
Integrated camera and analysis system
高精度カメラ統合分析システム
AMSTERDAM: 新しい世代の装置
広い範囲を網羅した自動化試験システムにより、試験結果のばらつきを防止できるため、試験結果が非常に安定し、高い精度を得ることができます。 「次世代コンセプト」において、当社は試験評価のために、ユーザーによる評価が非常に正確かつ容易に行われることを目指しています。多くの試験メソッドにおいて、試験結果評価を目的としたアルゴリズ
ムが開発されました。 印刷浸透性試験におい

IGT Pick ISO 3783: 試験データてインキ汚れ長の測定に定規は不要です。長さは、印刷が実施された直後に測定されています。 2019年10月、当社IGTは IGTピック
ISO 3783用のIGTピックアナライザーを開発・発売しました。ピックテストオイルの種類、速度、環境温度を考慮して、アルゴリズ
ムはモニターにピック抵抗値を適切に表示できます。当社IGTのソフトウェアエンジニアは新しいアナライザーの開発を継続し、これらは逐次ウェブサイトにて公開しています。

IGT Pick ISO 3783: 「Low lamp」の付いたカメラがスキャンしています

現在まで、次の試験方法用のアルゴリズムが開発されています：
ピック‒ヘリオテスト‒モットリング‒印刷浸透性‒IGT粗さ‒ハイドロ膨張性。
IGTオランダ本社ウェブサイトで概要を公開しています（www.igt.nl）。

次世代 のIGT多目的印刷適性試験機
全自動化試験

AMSTERDAMシリーズ:
仕様と長所
印刷技術と試験
IGT多目的印刷適性試験機アムステルダム
は、オフセット、フレキソ、グラビアインキ試験など1台の装置で複数の印刷適性試験を実行できます。
被印刷物
紙、段ボール、フィルム、ホイル、電子材料

へリオテスト: 試験データなど、さまざまな被印刷物を使用して印刷適性試験を実行できます。
印刷適性試験
試験毎に1つのパラメータに集中して評価できます。印刷適性に影響を与える紙と被印刷物の特性をそれぞれ評価試験できます。
分析

高度な評価アルゴリズムを使用した、試験直後に作成された高解像度画像に基づく分析が可能です。
速へリオテスト度

試験方法毎に、定速または加速を、最大4 m /sまたは両方の組み合わせの正確な速度プロファイルに従って設定できます。
プリンティングディスク
プリンティングディスクは、装置上で精度の高い印圧と最適な印刷開始位置が自動設定されます。
ソフトウェアアムステルダムの専用ソフトウェアは、ヒューマンエラーを防ぎます.
データ通信
サーバーへの簡単なデータエクスポート、画像を含むデータのメモリースティックへの保存が可能です。.
印刷適性試験機IGTAmsterdam 6
IGTアムステルダム-6は、究極の印刷適性試験機と言えます。

へリオテスト: 実施中IGT AMST ERDAM

１，２ プリンティングシャフト

IGT Amsterdam 1

IGT Amsterdam 2

IGT印刷適性試験機AMSTERDAM１はプリン

IGT印刷適性試験機AMSTERDAM2は、プリン

ティングシャフト１、ドクターシステム１、カメティングシャフト２、ドクターシステム１、カメラを備え、定速及び加速モードで測定する試ラを備え、定速及び加速モードで測定する試験機です。

験機です。また、AIC2-5、グローバルスタンダード・テスター、AMSTERDAM１、その他の全IGT Amsterdam Pての試験を実施出来ます。

ピックテスト専用です。

IGT AMSTERDAM
IGT多目的印刷適性試験機のAMSTERDAMシリーズは、高度に自動化及び統合化されたハイエンドモデルです。全ての機能性は可能な限り装置に統合され、 印刷した画像の記録用にラインスキャンカメラが装備されています（ベS B イシック仕様を除く）。操作は自動化されていて扱いやすく、スタンドアロン型ユニットの操作により長期にわたる試験も安全に行うことができます。操作と試験設定は、分析結果が表示されるタッチスクリーンモニターで行われます。多目的印刷適性試験機のAMSTERDAMシリーズは次のプログラムに適応しま
す：規格に準拠した固定設定、標準試験方法或いはユーザー確定用自由設定、プログラム制
御可能な試験方法。全ての試験パラメーター、オンラインで測定する限りの試験結果、また、記録されているとすれば、画像が記録され、送信することができます

IGT印刷適性試験機全機種のアプリケーション• AMSTERDAMで作成される試験サンプルはオンラインで分析されるか、後で行われる各種物性の試験に使用されます。

• カラー、濃度、カバレッジ、柔軟性、トラッピング、光沢、インキ転写量(in g/m²)、耐光性、紙剥け及び耐摩擦性、薬品及び耐候性の測定など、オフセット、グラビア、フレキソ印刷、陰刻、凸版印刷用インキの印刷適性物性の試験。

• 印刷品質、ピッキング、ウェットピック、撥水性、印刷、印刷浸透性、吸収性、斑点、綿ぼこり、毛羽立ち、網抜け（ミッシング・ドット）、ヘリオテスト、トナー付着力、水分膨張性などの 紙、厚紙、フォイル等の印刷適性物性試験

IGT AM STERDAM
５，６プリンティングシャフト

IGT Amsterdam 5

IGT Amsterdam 6

IGT印刷適性試験機AMSTERDAM5はプリンIGT印刷適性試験機AMSTERDAM６はプリンティングシャフト5、ドクターシステム１、カメ

ティングシャフト６、ドクターシステム２、カラ１を備え、定速と加速モードで測定する試

メラ２を備え、変速及び加速モードで測定す験機です。
この試験機は、AIC2-5、グローバルる試験機です。また、上記の全ての試験と、更スタンダード・テスター及びAMSTERDAM1とに、グラビア或いは塗工液のオーバープリン2で実施できる全ての試験、更にその他幾つトなどにも対応できます。

かの追加試験を行うことができます。

特徴• 高精度自動化機能• タッチスクリーンモニターパネルで測定する試験方式、設定、材料を選択• １試験サイクル毎又は統合して加速及び定速を選択可能• 試験サンプルの厚さに応じて印刷時に自動調整• セクターとプリンティングディスクの自動ポジショニング• ウェブプレス（巻取紙使用印刷機）で可能なフルスピードでのシミュレーションテスト

AMSTERDAMシリーズの特徴•１回の試験で定速と加速を選択できます• • 試験目的に応じた１、２、５、６シャフト数• クランプ有り、または無しでセクターの交 • 印刷幅：最大50mm
換可能（有償オプション）• 印刷長：～510mm•
ユーザー定義のプログラムも設定可能• 電子制御による印圧・印刷速度調節＊ベイシック仕様にはカメラ機能がありません

IGT試験方法の概要
AMSTERDAM シリーズ – 多目的印刷適性試験機
当社IGTは、多くの印刷適性試験メソッドと品質管理に適した機器を使用したR＆Dに焦点を合わせた構成をご提供します。
この試験の多くが、1項目テストのみ実行されます。 究極の印刷適性試験機はアムステルダム6です。この装置には、6つのプリンティングシャフト、2つのドクタリングシステム、および高解像度カメラが装備されています。 この装置を使用すると、必要とされるより多くの印刷適性試験が可能になります。多種ある試験メソッドから絞り込んで採用されたいユーザー様のために、試験項目を目的に応じて採用できるよう、IGTアムステルダムをシリーズ化しました。
試験方法

W-Leaflet

試験方法カテゴリー

被印刷物

印刷浸透性

W24

洋紙

洋紙

粗さ

W28

洋紙

洋紙

IGT

フラッフ

W33

洋紙

洋W43

洋紙

水膨張性

W89

洋紙

ピックテスト: IGT ISO 3783

W31

リント,

ピック

洋紙, 板紙ウェットピック / リペレンス

W32|W66

リント,

ピック

洋紙、板紙

ピック: オフセット(Delamination)

W65|W75

リント,

ピック

塗工紙

ピック: PassesToFail Ind &Curve

W86|W87|W88

リント,

ピック

リント

W44

リント,

ピック

リント, プリウェット

W90

リント,

ピック

洋紙 新聞紙, ティッシュ

印刷方式

Shaft数
1
1

紙

裏抜け

洋

インキ

インキ, ヒートセット,グラビア, フレキソ, インクジェット

紙

オフセット、グラビア
フレキソ、Inkjet, トナー
オフセット、グラビア
フレキソInkjet

11

インクジェット1

インキ, オフセット, 凹版

オフセット

1

インキ、オフセット

オフセット

2

板紙

オフセット

1

塗工紙、板紙

オフセット

1

非塗工紙, 板紙, 新聞紙, ティッシュ

オフセット

1

非塗工紙, 板紙, 新聞紙, ティッシュ

オフセット

2

洋紙, 板紙

オフセット

オフセット

2

モットル: プリントカーブ

W58

モットル、紙モットル: プリントインデックス

W58

モットル、紙洋紙、板紙

オフセット

オフセット

2

モットル: バックトラップカーブ

W57

モットル、紙洋紙、板紙

オフセット

オフセット

2

モットル: バックトTインデックス

W57

モットル、紙洋紙、板紙

オフセット

オフセット

2

モットル: インキトラップカーブ

W58

モットル、紙洋紙、板紙

オフセットオフセット

2

モットル: インキTインデックス

W58

モットル、紙洋紙、板紙オフセット

オフセット

2モットル 水干渉カーブ

W59

モットル、紙洋紙、板紙

オフセット

オフセット

2

モットル: 水干渉インデックス

W59

モットル、紙洋紙、板紙

オフセット

グラビア180°

W67

グラビア

塗工紙 板紙, フォイル, 繊維 メタル

グラビア, インクジェット,ワニス, フレキソ

グラビア 360°

W73

グラビア

塗工紙 板紙, フォイル, 繊維 メタル

グラビア, インクジェット,ワニス, フレキソ

へリオテストW41

グラビア, 洋紙

洋紙、板紙

グラビアセットオフ 4 times
プリント

グラビア,洋紙, インキワニス

塗工紙, 板紙, ホイル

オフセット

2

グラビア

1

グラビア

1
1

グラビア

グラビア

2

オフセット, グラビア,フレキソ、InkJet, トナー

2オフセット

洋紙、 板紙, ホイル

オフセット, ワニス

洋紙

オフセット

オフセット

2-5

インキトラップ (w・on・w) 2/4C

W46

オフセット

色彩/濃度/インキ転移性

W50

オフセット, 洋紙

被印刷物

オフセット

オフセット

1

ハーフトーン印刷

W45

オフセット, 洋紙

被印刷物

オフセット

オフセット

1印刷グロス

W49

オフセット, 洋紙

洋紙

オフセット

オフセット

1

印刷平滑性

W77

オフセット, 洋紙

洋紙

オフセット

オフセット

1

W48|W78

洋紙,インキ洋紙r

オフセット

オフセット

2

フレキソ

W76

フレキソ, 洋紙

フレキソ

フレキソ

2

トナー付着性 (定速)W55

トナー, 洋紙

洋紙

トナー

1

トナー不可着生 (加速)W56

トナー, 洋紙

洋紙

トナー

1

凹版印刷

W85

凹版, 洋紙 インキ

凹版

1

ゴムブランケット インキ吸着性

W61

ゴムブランケット 粗さ

W62

ゴムブランケットインキ転移性

W74

セットオフ 2-4-10 分割

塗工紙 板紙, ホイル, 繊維, メタル

洋紙, ポリマー

凹版ブランケット

ゴムブランケット

オフセット

オフセット

1

ブランケットゴムブランケット

オフセット

オフセット

1

ブランケットゴムブランケット

オフセット

オフセット

2

Overview "AMSTERDAM FAMILY"”IGTアムステルダムシリーズ”の概要
アムステルダム2を例にしますと、研究開発目的で採用されることが多い試験機です。 品質管理を目的として、実験室や品質管理部門では、アムステルダム-Pが採用されています。この主な目的は、生産されたロール紙に対して IGTピックテスト-ISO3783に適合した表面強度の試験実施です。このページでは、概要「アムステルダムシリーズ・テストメソッド」をリスト化していますので、アプリケーションに最低限必要な多目的印刷性試験機については、以下の試験項目を御参照ください。.
試験項目

試験機型式

AMS-6

AMS-5

AMS-2

"AMS-2BASIC"

AMS-1

印刷浸透性••••

IGT 粗さ••••H水膨張性••••

ピック: IGT ISO 3783

••••

•

•

モットル プリントカーブ•••

モットル プリントインデックス

••

•

モットル•

•

•

モットル: バックTインデックス•••

モットル: インキトラップカーブ••

モットル: インキTインデックス••

モットル: 水干渉カーブ•••

モットル: 水干渉インデックス

••

•

•

•

•

"AMS-1
BASIC"AMS-P"AMS-PBASIC"AMS-W"AMS-W
BASIC"

AMS-H

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

"AMS-HBASIC"HSIU-4フラッフ
裏抜け

ウェットピック /リペレンス

ピック: オフセット (デラミネーション)
ピック: PassesToFail Index & Curve
リント
リント, プリウェット

バックトラップカーブ

グラビア180°
グラビア360°へリオテスト•

グラビアセットオフ 4 times
印刷ワニス
インキトラップ (wet on wet) 2C / 4C
色彩/濃度/インキ転移性
ハーフトーン印刷
印刷グロス
印刷平滑性
セットオフ 2-4-10 分割
フレキソ
トナー付着性 (定速)トナー付着性 (加速)凹版

ゴムブランケット

インキ吸着性

ゴムブランケット

粗さ

ゴムブランケット

インキ転移性• -アナライザー- 凹版/ウェストバコ練り機-適合次世代の印刷適性試験機（品質管理・技術開発）

テクニカルデータ

AMS 6 AtMS 5 AMS 2

AMS 2
BASIC

AMS 1

AMS 1
BASIC

標準試験方法

AMS P

AMS P
BASIC

652

カメラ

11

1

ドクタリング数

2

1

1

1

11

HSIU-4
インキ練り装置

1111

112

1

1

11

111

量

150 kg

110 kg

寸法60x63x73 cm³60x50x64 cm³印

圧源

1 - 600 s （1 s速111111へリオ

11ステップ）

115 V 50/60 Hz、230 V 50/60 Hz

設置スペース加1AMS HBASIC

100 - 1000 N （1 N ステップ） (試験により 50 - 1000 N)

Iインターバル

速AMS H

1重定AMS W
BASIC"ピック"ピック"ピック"ピックへリオ
ISO 3783" ISO 3783" Westvaco" Westvaco"

印刷シャフト数

電AMS W0,7 m² (含インキ練り装置)

0,1 - 4,0 m/s
4,0 m/s （0,1 m/s

ステップ）＊BASIC(ベイシック)は、カメラ機能を搭載していない仕様です

IGT Testing Systems, Inc.
Arlington Center
543 West Golf Road
Arlington Heights IL 60005
USAPhone : +1 847 952 2448
Fax : +1 847 952 2449
E-mail : usa@igt.nl

IGT Testing Systems Pte. Ltd.
Print Media Hub
61 Tai Seng Ave #05-14
Singapore 534167
Phone : +65 6742 8993
Fax: +65 6742 8986
E-mail : singapore@igt.nl
Internet : www.igt.com.sg  

IGT Testing SystemsP.O. Box 22022
1302 CA Almere
The Netherlands
Phone : +31 20 409 9300
Fax
: +31 20 409 9339
E-mail : info@igt.nl
Internet: www.igt.nl

IGT Testing Systems K.K.
1229-1, Mawatashi, Sakura-shi
Chiba-ken 285-0804
Japan
Phone : +81 (0)43 308 7302
Fax
: +81 (0)43 308 7304
E-mail : japan@igt.nl
Internet : www.igt.jp

Patents pending. © Copyright 2020. The specifications may be subject to change without notice.

Agent