Karta katalogowa
testo 425

Anemometr termiczny
testo 425 – Cyfrowy anemometr
termiczny (grzany drut)

Prosty, szybki i precyzyjny pomiar przepływu i temperatury
oraz obliczenie strumienia objętości w kanale
wentylacyjnym

m/sWiększa elastyczność pomiarów w kanałach dzięki
teleskopowej sondzie na przewodzie (maksymalna długość

m3/hteleskopu 820 mm)
Szybka konfiguracja w aplikacji, historia wykresów, funkcja°C

drugiego ekranu i pamięć danych pomiarowych w aplikacji
testo Smart App.
Obliczanie wartości średniej w czasie i w punkcie

Bluetooth 5.0+ Aplikacja

Trwałość dzięki kompaktowej konstrukcji z solidną
obudową

testo Smart App
pobierz bezpłatnie

Optymalnie wyregulowane systemy klimatyzacjiśrednicy. Wszystkie istotne obliczenia, takie jak przepływ

i wentylacji są decydującym czynnikiem dlaobjętościowy lub wartości średnie w czasie i w punkcie,

nowoczesnych budynków. W związku z tym, ważne jest

są wykonywane automatycznie przez ten wyjątkowo

zastosowanie odpowiedniej technologii pomiarowej, abywytrzymały i kompaktowy przyrząd pomiarowy.

zapewnić prawidłowy przepływ, temperaturę i strumień
objętości w kanale wentylacyjnym.

Dodatkowo: Konfiguracja urządzenia pomiarowego,wyświetlanie i zapisywanie wartości pomiarowych, jak

Anemometr termiczny testo 425 to Twoje szybkie i

również dokumentacja są szczególnie wygodne dzięki

preczyjne narzędzie pomiarowe. Teleskopowa sonda

aplikacji testo Smart App. Dzięki niej smartfon staje sięprzepływu na przewodzie może być przedłużona do 820

również drugim wyświetlaczem.

mm, co ułatwia pracę nad głową lub w kanałach o dużej

www.testo.com.pltesto 425

Dane do zamówienia / dane techniczne / akcesoria

Typ czujnika
Grzany drut
Zakres pomiarowy

0 do 30 m/s

Anemometr termiczny (grzany drut),współpraca z aplikacją, teleskop(maks. 820 mm), w zestawie futerałtransportowy i protokół kalibracji

Dokładność ±1 cyfra±(0.03 m/s + 4% mierz.wart.) (0 do 20 m/s)±(0.5 m/s + 5% mierz.wart.) (20.01 do 30m/s)

Rozdzielczość

0.01 m/s

Nr kat. 0563 0425

NTCZakres pomiarowy-20 do +70 °C

Dokładność ±1 cyfra±0.5 °C

Rozdzielczość

0.1 °C

1981 2244/msp/10.2022

testo 425Aplikacja testo Smart App•P rosto i szybko: menu pomiarowe dla wielu
zastosowań, zapewnia optymalne wsparcie
podczas konfiguracji i przeprowadzania pomiarów•P rzejrzysta graficzna prezentacja odczytów,
m.in. jako tabela, do szybkiej interpretacji wyników•T wórz cyfrowe raporty pomiarowe, w tym zdjęcia,jako pliki PDF/CSV na miejscu i wysyłaj e-mailem

Pobierz bezpłatnie
na Android i iOS

Temperaturapracy

Przyrząd pomiarowy: -20 do +50 °C
Sonda: -20 do +70 °C

Temperaturaprzechowywania-20 do +50 °C

Typ baterii

3 x AAŻywotność baterii

35 hWymiary

Przyrząd pomiarowy: 135 x 60 x 28 mm
Sonda: Długość 180 mm, Ø 7.5 mm
Długość kabla: 1.5 mWaga

268 gKlasa ochrony

Przyrząd pomiarowy: IP 40
Sonda: IP20

Materiał obudowy

ABS + PC / TPE

Akcesoria

Nr kat.

Drukarka testo Bluetooth®, z 1 rolką
papieru termicznego, baterią i zasilaczem

0554 0621

Zapasowy papier termiczny do drukarki,
dokumentacja danych pomiarowych możebyć odczytywana nawet przez 10 lat

0554 0568

Świadectwo wzorcowania/ prędkość
przepływu powietrza wykonane przez
akredytowane przez PCA Laboratorium
Pomiarowe Testo w punktach (5; 10; 15)m/s dla wiatraczkowych i termicznych
czujników prędkości przepływu.

270520 0000 01

Świadectwo wzorcowania/ prędkość
przepływu powietrza wykonane przez
akredytowane przez PCA Laboratorium
Pomiarowe Testo w punktach (1; 2; 5;10; 15; 20; 25) m/s dla wiatraczkowych
i termicznych czujników prędkości
przepływu.

270520 0000 1

www.testo.com.plZastrzega się możliwość wprowadzania zmian, w tym modyfikacji technicznych.

Ogólne dane techniczne