Datenblatt
testo 425

ThermischesAnemometertesto 425 – Digitales HitzdrahtAnemometer mit App-Anbindung

Einfache, schnelle und präzise Strömungs- und Temperatur­
messung und Volumenstromberechnung im Lüftungskanalm/sMehr Flexibilität bei Kanalmessungen mit derkabelgebundenen Teleskopsonde (Maximallänge 820 mm)

m3/hSchnelle In-App-(Kanal)-Konfiguration, Grafikverlauf,
Second Screen und Messdatenspeicher in der
testo Smart App°C

Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung
Langlebigkeit durch kompaktes DesignBluetooth 5.0+ App

mit robustem Gehäuse

testo Smart App
zum kostenlosen Download

Optimal eingestellte Klima- und Lüftungsanlagen

großem Durchmesser. Alle relevanten Berechnungen wie

sind für moderne Gebäude ein entscheidender Faktor.

z.B. Volumenstrom oder zeitliche und punktuelle Mittelwerte

Dementsprechend wichtig ist es, mit der passenden

erledigt das besonders robuste und kompakte Messgerät

Messtechnik sicherzustellen, dass Strömung, Temperatur

automatisch.

und Volumenstrom im Lüftungskanal stimmen.
Übrigens: Konfiguration des Messgerätes, Anzeige undHier steht Ihnen das thermische Anemometer testo 425

Speicherung der Messwerte sowie Dokumentation erledigenschnell, einfach und präzise zur Seite. Die kabelgebundene

Sie besonders komfortabel mit der testo Smart App. Diese

Teleskopsonde lässt sich auf 820 mm ausziehen undmacht aus Ihrem Smartphone auch ein zweites Display.

erleichtert so die Arbeit über Kopf oder in Kanälen mit

www.testo.com

testo 425

Bestelldaten / Technische Daten / Zubehör

Sensortypen

testo 425, Thermisches Hitzdraht-Anemometer
mit App-Anbindung und fest angeschlossenem
Teleskop (max. 820 mm), inkl. Transporttasche,Kalibrier-Protokoll und 3 x AA Batterien

Hitzdraht
Messbereich

0,01 ... 30 m/s

Genauigkeit ±1 Digit±(0,03 m/s + 4% v. Mw.) (0,01 ... 20 m/s)±(0,5 m/s + 5% v. Mw.) (20,01 … 30 m/s)

Auflösung

0,01 m/s

NTC
Best.-Nr. 0563 0425

Messbereich-20 ... +70 °C

Genauigkeit ±1 Digit±0,5 °C (1 ... 30 m/s)

Auflösung

0,1 °C

1980 2244/oa/07.2023

testo 425

Die testo Smart App• Einfach und schnell: Messmenüs für zahlreicheAnwendungen unterstützen optimal bei derKonfiguration und Durchführung der Messung• Grafisch anschauliche Darstellung vonMessewerten z.B. als Tabelle für eine schnelle
Interpretation von Ergebnissen• Digitale Messprotokolle inkl. Fotos als PDF/ CSV
Datei vor Ort erstellen und via E-Mail versenden

Kostenlos downloaden
für Android und iOS

Betriebstemperatur

Messgerät: -20 ... +50 °C
Fühler: -20 ... +70 °C

Lagertemperatur-20 ... +50 °C

Batterietyp

3 x AAStandzeit

35 hAbmessungenMessgerät: 135 x 60 x 28 mm
Fühler: Länge 180 mm, Ø 7,5 mm
Kabellänge 1,5 m

Gewicht

268 g

Schutzklasse

Messgerät: IP40
Fühler: IP20Gehäusematerial

ABS + PC / TPE

Zubehör

Best.-Nr.

testo Bluetooth®-Drucker, inkl. 1 Rolle
Thermopapier, Akku und Netzteil

0554 0621

Ersatz-Thermopapier für Drucker (6Rollen), langzeit-lesbare Messdaten­
dokumentation bis zu 10 Jahren

0554 0568

ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung,
Hitzdraht-, Flügelradanemometer,
Staurohr; Kalibrierpunkte 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0004

ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung,
Hitzdraht-, Flügelradanemometer,
Staurohr; Kalibrierpunkte 5; 10; 15; 20m/s

0520 0034

ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung,
Hitzdraht-, Flügelradanemometer;
Kalibrierpunkte 0.3; 0.5; 0.8; 1.5 m/s

0520 0024

www.testo.comÄnderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

Allgemeine technische Daten