保証書付

取 扱説 明 書
シチズン上腕式血圧計

CHD701

目次
使いかたと本体付属品................. 1
ご使用のまえに• ご使用前に本書を必ずお読みください。

• 本書は保証書を兼ねています。

紛失しないよう大切に保管してください。

• ご使用中は必ず本書をお手元に置いてください。

安全上のお願い........................... 3
血圧測定の基本事項.................... 5
各部のなまえと機能.................... 7
電池を入れましょう.................... 9
時計を合わせましょう............. 11

測定しましょうダイヤルカフを巻きましょう.... 13
正しい姿勢を確認しましょう.... 17
測定しましょう........................ 19
マークについて........................ 23
測定結果を呼び出しましょう..... 25
朝、夜の血圧測定..................... 28
血圧記録表（1）.................. 29
血圧記録表（2）.................. 31

お知らせ
CHD701

CHD701_IM_EMC_2001.indd 1

血圧について............................ 33
血圧Q&A................................... 37
エラー表示について................. 39
保管とお手入れのしかた......... 41
EMC技術資料........................... 43
故障かな？と思ったら............. 45
製品仕様.................................... 46
保証規定・保証書............... 裏表紙

2020/06/29 14:37

使いかた 3ステップでカンタン測定

毎日測って健康管理に役立てましょう！！

ご使用のまえに ● 電池を入れます ● 時計を合わせます☞ 9ページ参照☞ 11ページ参照

1

2

ダイヤルカフを腕に 通し、青い目印を腕の中央に合わせて、ダイヤルを回して巻きつけます。

深呼吸してリラックス
しましょう。

本体付属品

以下のものがそろっているかご確認ください。

表示部の透明シールをはがしてお使いくださ
い。

CHD7

01

●本体

1

CHD701_IM_EMC_2001.indd 1●ダイヤルカフ.
型番：DCN-001

2020/06/29 14:37

！！

3
CHD701を押して測定を開始します。
測定中は楽な姿勢で安静にしてください。

保証

書付

取扱
シチ

ズン

説明

電子

CHD7

01

• ご使

血圧

CHD701

書

計

用前
に本
書を
さい
必ず
。
お読
• 本書
み
は保証書
紛失
を兼ねて
しな
いよ
てく
います。
う大
ださ
切に
い。
保管
• ご使
し
用中
は必
に置
ず本
いて
書を
くだ
お手
さい
元
。
くだ

目次
使い

かた

ご使

と本

用の

まえ

体付

属品 .........

........

1
に
安全
上の
お願
血圧
い..........
測定の基.......
各部
本事のな
項 ....... .......... 3
まえ電池............
と機を入能 .......
れま
時計............ 5
す..........
を合7
わせ.......
ます測定.............. .......... 9しま...... 11
しょう
ダイヤル
正しい姿 カフを巻
勢を確認 きましょ測定う... 13
しましま
しょマーう.......... しょう...
クに
17
つい
測定
て.......... ..............
結果の呼.............. 19
朝、
び出
夜の
しか
血圧
た ....... 23
測定
血圧
. 25
..............
記録表（
血圧1） ....... ...... 28
記録表（2） ....... .......... 29
お知らせ..........
31
血圧
につ
いて
血圧
..............
Q&A.......
.......
エラ..............
......
ー表
示に............. 33
保管
つい
とお
て
37
EMC技 手入れの ..............
..
しか術資た ....... 39
故障
料 .......
かな.............. . 41？と製品
思っ..... 43
仕様.............. たら .......
保証規定.............. ..... 45・保証書.............. ....... 46
裏表紙●単3形乾電池. ●取扱説明書／. ●キャリングケース
×4本
保証書●医療機器添付文書（モニター用）CHD701_IM_EMC_2001.indd 2

2

2020/06/29 14:37

ご使用のまえに

安全上のお願い
ご使用の前に、この「安全上のお願い」をよくお読みください。

警
ご使用のまえに

注

人が死亡または重傷を負う可能性が想定

告 される場合
意人が傷害を負ったり、物的損害＊の発生する可能性が想定される場合＊ 物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

強制 必ず実行していただく「強制」内容です。
禁止 してはいけない「禁止」内容です。
警
強制

強制

告

測定結果の自己判断、および治療は危険です。
必ず医師の指導に従ってください。

→ 自己判断は、
病気の悪化につながるおそれがあります。

心臓疾患、その他循環器疾患、重度の血行障害のある方、ペースメーカーをご使用の方や乳腺切除した方は、医師の指導に従ってください。
→ 体調不良をおこすおそれがあります。

強制

電池の液が目に入ったり、皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
→ けがなどの原因になります。

強制

この血圧計のエアホースソケットやカフのエアホースプラ
グの形状は、国際規格で規定されているものとは異なるため、他の医療機器や器具と誤接続が発生する可能性があります。血圧計の近くで他の医療機器や器具を使用する場
合、誤接続を防ぐ対策を講じてください。
→ 誤接続状態で使用すると、事故やけがのおそれがあります。

分解・修理・改造をしないでください。

3

禁止→ 事故やけがの原因になります。

CHD701_IM_EMC_2001.indd 3

2020/06/29 14:37

安全上のお願い
注禁止

意

お子様や意思表示ができない方へのご使用はおやめください。
ご使用のまえに→ 事故やけがの原因になります。

長時間連続して測定しないでください。
禁止→ うっ血、はれなどの原因になります。

血圧測定以外に使用しないでください。
禁止

禁止

禁止

→ 事故やけがの原因になります。

血圧計の近くで、携帯電話などを使用しないでください。
→ 誤作動をおこすおそれがあります。

電池のの向きを間違えないようにしてください。
古い電池と新しい電池、種類のちがう電池を同時に使用しないでください。
→ 漏液、発熱、破裂などをおこし、本体が破損する原因になります。

禁止

本体に無理な力を加えたり、落としたりしないでください。
→ 故障の原因になります。

4

CHD701_IM_EMC_2001.indd 4

2020/06/29 14:37

ご使用のまえに

血圧測定の基本事項

ご使用のまえに

測定前に 5 ～ 6 回深呼吸をし、リラックスして測定してください。（緊張時や、精神状態が不安定なときは、血圧が安定しません。）

睡眠不足や便秘のとき、または運動や食事の後でも血圧は高くなります。

飲酒の後や入浴直後には測定をおこなわないでください。

尿意や便意があるときは、排尿や排便をすませてから測定してください。
TOILET

5

CHD701_IM_EMC_2001.indd 5

2020/06/29 14:37

血圧測定の基本事項
楽な姿勢で安静にして測定してください。カフを心臓の高さに保ち、腕を動かしたり、話をしないでください。
エアホースを折り曲げた状態で使用しないでください。

連続して測定をおこなわないでください。上腕がうっ血して、正しい値が得られません。

20℃前後の室温で測定してください。寒さは血圧を上昇させます。

ご使用のまえに

コーヒーや紅茶などを飲んだり喫煙した直後は、正しい値が得られません。

6

CHD701_IM_EMC_2001.indd 6

2020/06/29 14:37

ご使用のまえに

各部のなまえと機能
本

体

表示部

※表示部の透明シールをはがしてお使いください。

[時計設定]スイッチ
ご使用のまえに[戻る（−）]スイッチ[進む（＋）]スイッチ
CHD701

エアホースソケット（エアホースプラグを接続
する）

電池カバー

[測定／停止]スイッチ[ユーザー2]スイッチ[ユーザー1]スイッチ[朝／夜切替]スイッチ

カフ（ダイヤルカフ）※適 用腕周範囲：20cm ～ 32cm.
型番：DCN-001

ベルト

エアホース

リリースレバーエアホースプラグダイヤル※ダイヤルカフは消耗品です。ダイヤルカフの寿命は約 2000 回です。ダイヤル
カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室（0120-88-6295) でお受けします。

7

CHD701_IM_EMC_2001.indd 7

2020/06/29 14:37

各部のなまえと機能
表示部

平均マーク
時刻
日付

ポイント

朝、夜マーク

電池マーク
ご使用のまえにポイント

ユーザー１、２
マーク

最高血圧値

ポイント

最低血圧値

脈間隔変動
マーク

ポイント

血圧分類マーク
ポイント

体動マーク
ポイント

脈拍数

こんな機能があります

血圧分類マーク �� 正常値か、高血圧領域かを表示します。.
☞ 詳しくは 24 ページ参照
ユーザー1、2 マーク � 2 人分のデータを管理します。.
☞ 詳しくは 20 ページ参照
朝、夜マーク ��� 朝と夜のデータを管理します。.
☞ 詳しくは 26 ページ参照
����
測定中に体が動いて大きな圧力変化を検出し体動マークたときに表示されます。.

☞ 詳しくは 23 ページ参照

脈間隔変動マーク � 測定中の脈間隔が不規則な場合に表示されます。
.
☞ 詳しくは 23 ページ参照

8

CHD701_IM_EMC_2001.indd 8

2020/06/29 14:37

ご使用のまえに電池を入れましょう
まず電池を入れましょう※ 電池を入れたら、時計を合わせてください。
（☞11ページ）

ご使用のまえに

1 電池カバーを外します② 開けます① フックを押しながら2 電池を入れます
を間違えないように
必ずバネの出ている 側から入れてください。

3 電池カバーを閉めます① ツメをくぼみに合わせ、② 「カチッ」と音がするまで押し込みます9

CHD701_IM_EMC_2001.indd 9

2020/06/29 14:37

電池を入れましょう
こんなときは電池を交換しましょう
マークが表示されたら、お早めに電池を.
交換してください。電池が完全になくなるとのみ表示します。
ご使用のまえに→ 電 池は 4 本同時に交換しましょう※ 電 池を交換した後は、時計を合わせてください。.
（☞11 ページ）※ 電池を交換してもメモリーデータは保持されます。

●

またはマークが表示されたら、電池を交換してください。
( 充電池をご使用の場合は充電してください。)● 付属の乾電池はモニター用ですので、所定の電池使用回数を満たさない場合があります。
● アルカリ電池、マンガン電池、ニッケル水素充電池を混ぜて使用しないでください。
● アルカリ電池、マンガン電池、ニッケル水素充電池以外は使用しないでください。
● ニッケル水素充電池は専用の充電器で充電してからご使用ください。
● ご使用済みの電池は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処分してください。
※本製品にはモニター用電池（動作確認用電池）が付属されています。
※本 製品は単３形ニッケル水素充電池が使用できます。
.
本製品に使用可能な充電池は、パナソニック株式会社製の単３形 eneloop®
（エネループ）または、
単３形充電式 EVOLTA（エボルタ）です。これらの充電池は必ず専用の充電器を使用して充電してください。
・「eneloop®」はパナソニックグループの登録商標です。
・「EVOLTA」はパナソニック株式会社の登録商標です。

10

CHD701_IM_EMC_2001.indd 10

2020/06/29 14:37

ご使用のまえに時計を合わせましょう
時計を合わせましょう

ご使用のまえに

本製品は、測定結果と測定日時を記録できます。
電池を入れると、時計合わせの「年」が表示しますので、「年月日」、「時分」の順に設定してください。
（以下 2 参照）
（以下 1 参照）
再度、時計を合わせる時は、 を長押ししてください。

1 [ 時計設定] スイッチを長く( 約２秒 ) 押します「年」の表示が点滅します。

2 [ 進む] または [ 戻る] スイッチを押して「西歴年」を合わせます（設定範囲は 2011 ～ 2040 年です。）
を押して「年」を確定します。

3「年」が確定し、「月」が点滅します。

または
せます

スイッチを押して「月」を合わを押して「月」を確定します。

4「月」が確定し、「日」が点滅します。

または
せます

スイッチを押して「日」を合わを押して「日」を確定します。

5「日」が確定し、「時」が点滅します。

または
せます

スイッチを押して「時」を合わを押して「時」を確定します。
「時」が確定し、「分」が点滅します。

11

CHD701_IM_EMC_2001.indd 11

2020/06/29 14:37

時計を合わせましょう

6

ます

または

スイッチを押して「分」を合わせ

78「分」が確定し、「12H」(12 時間表示 ) が点滅します。

またはスイッチを押して「１２／２４時
間表示」を選びます

ご使用のまえに

時報などに合わせて を押して「分」を確定します。

を押して時間表示（１２Hまたは２４H）を確定します。

またはスイッチを押して置き時計（クロック）の表示方法を選びます

CHD701を押すたびに、①月日大表示、②時分大表示、③小表示、④表示無しと順々に切り替えて、血圧測定をしていない時の置き時計の表示方法を選択します。
（
を押すと逆に表示が切り替わります。）①月日大表示②時分大表示

③小表示

④表示無し

を押すと時計設定が終了し、設定した「年」、「月日／時刻」を表示したあと、選択した時計の表示になります。

12

CHD701_IM_EMC_2001.indd 12

2020/06/29 14:37

測定しましょう

ダイヤルカフを巻きましょう
ポイント!!

○ ダイヤルカフは素肌、もしくは薄い肌着の上から巻いてください。
○ 厚い上着を着ている場合は、脱いでからダイヤルカフを巻いてください。また、衣服などをまくり上げると上腕部が圧迫されて正しく測定できない場合があります。
○ 腕周囲が20cm未満の方、32cmを越えた方が測定した場
合、正しく血圧を測定できない場合があります。

1 エアホースプラグを本体に差し込みます測定しましょう

CHD701

エアホースプラグ2 リリースレバーを押して、ダイヤルカフを広げます

リリースレバー

13

CHD701_IM_EMC_2001.indd 13

2020/06/29 14:37

ダイヤルカフを巻きましょう

3 ダイヤルカフを左腕に通します

関節から1～2cmほど上に合わせます

測定しましょう

4 青い目印を腕の中央内側に合わせ、ひじの
青い目印
1～2cm

14

CHD701_IM_EMC_2001.indd 14

2020/06/29 14:37

測定しましょう

ダイヤルカフを巻きましょう

5 ダイヤルを腕に押し当てながら右方向に回します

ダイヤルが空回りしたら、巻きつけ完了です。
ダイヤルを右に回すとダイヤルカフ が 締 め付けられ、左に回すと空転します。

測定しましょう

ポイント

締め付け

ダイヤルを上図の位置まで右方向に
回します

空回り

巻き始めの位置までダイヤルを左方向に回して戻します。

2 つの動作を繰り返します。ダイヤルから手を離さずに巻いてください。

リリースレバーが使用ができなくなった場合は、ダイヤル横のカバーの凹みより、細く硬い棒で突起を押し、ダイヤルカフを広げてください。

15

CHD701_IM_EMC_2001.indd 15

2020/06/29 14:37

ダイヤルカフを巻きましょう

6 ダイヤルカフの中心の位置を心臓の高さに合わせてください
手を軽く広げてリラックスして測定をしてください

測定しましょう

右腕でも測定できます
右腕で測定するときも青い
目印を腕の中心に合わせて
ください。

青い目印

1～2cm

※血 圧は左右で 10 ｍｍ Hg 程度の差がでる場合がありますので、毎回同じ側で測定してください。

16

CHD701_IM_EMC_2001.indd 16

2020/06/29 14:37

測定しましょう

正しい姿勢を確認しましょう
ポイント!!

○ 血圧は測定するときの姿勢や時刻によって変化します。毎日同じ時刻に、正しい姿勢で測るよう心がけることが大切です。

1 姿勢を整えましょう

背筋をのばし、深呼吸してリラックスしましょう。

2 ダイヤルカフを心臓と測定しましょう

同じ高さにしましょう

3 手のひらを上に向けて、力を抜きましょう

4 脚を組まないようにしましょう

17

CHD701_IM_EMC_2001.indd 17

2020/06/29 14:37

正しい姿勢を確認しましょう

ポイント

正しく測定するためには• ダイヤルカフをゆるく巻かない。

測定しましょう• 前のめりにならない。

• 測定中に動いたり話したりしない。
そのほかのポイントについては、☞ 5ページ「血圧測定の基本事項」を参考にしてください。

寝て測る場合① あお向けになります。

→② 手のひらを上にして腕を伸ばし、リ
ラックスします。
圧迫しないように

18

CHD701_IM_EMC_2001.indd 18

2020/06/29 14:37

測定しましょう

測定しましょう
測定する前に・・・
ポイント!!

○ きちんとダイヤルカフを巻いてください。.
（☞13ページ）○ 正しい姿勢で測定しましょう。
（☞17ページ）

1を押して測定を開始します

測定しましょう

全点灯表示時のマークは、電池交換のお知らせではありません。

CHD701●血圧測定に最適な圧力まで自動的に加圧されます。
●脈拍を感知すると測定マークが点滅します。

※ 測定を止めるときは、[測定/停止]スイッチを押して停止してください。[測定/停止]スイッチを押しても空気が抜けない場合
は、本体からエアホースプラグを抜き、腕からダイヤルカフを外してください。
【マニュアル加圧】●[測定/停止]スイッチを押し続け、停止したい（最高血圧より約40mmHg高い）加圧値でスイッチを離すと、その圧力で加圧を停止させることができます。
加圧上限値は280mmHgです。

19

CHD701_IM_EMC_2001.indd 19

2020/06/29 14:37

測定しましょう

2 測定結果が表示されます
ユーザー１、２
マーク

日付/時刻

最高血圧値
最低血圧値
脈拍数
CHD7013 [ユーザー1]または[ユーザー2]ス
イッチを押し、測定結果を記録します
またはを押さないと測定結果は記録されません。

測定しましょう

脈間隔変動マーク☞ 詳しくは 23 ページ参照
体動マーク☞ 詳しくは 23 ページ参照
血圧分類マーク☞ 詳しくは24ページ参照※ 点滅します。

※ 測定結果を記録しないときは、[測定/停止]スイッチを押して電源を切ります。
※ 測定後にスイッチを押し忘れても、約３分後に、自動的に電源が切れます。(この時、測定結果は記録されません。)※ 測定後，置き時計表示に切り替わります。
（☞12ページ）※ 測定結果の呼び出し方については25ページを参照してください。
血圧は、長期のデータを見ることが大切です。
お薬（血圧を下げる薬等）を服用した時間も考慮して、毎日できるだけ同じ時刻に測定しましょう。
取扱説明書 29 ～ 32 ページに 2 種類の「血圧記録表」があります。
ご自身の管理スタイルに合わせてお使いください。

20

CHD701_IM_EMC_2001.indd 20

2020/06/29 14:37

測定しましょう

測定しましょう

4 ダイヤルカフを外します
リリースレバーを押して、ダイヤルカフを広げます 。

測定しましょうダイヤルカフを外します。

●使用後はダイヤルカフを開いた状態で保管してください。
●巻きついたままの状態で保管すると、ベルトの戻りが悪くなってしまうことがあります。
●リリースレバーを押しても、ベルトの戻りが悪いときは、ダイヤルカフを手で広げてから保管してください。
●子供の手の届かないところで、使用または保管してください。

21

CHD701_IM_EMC_2001.indd 21

2020/06/29 14:37

測定しましょう

5 置き時計としてお使いください
置き時計（クロック）として見やすい
ところに置いてお使いください。
※置き時計として使用しない場合は、「表示無し」を選択してください。
時計は、
「時分大
表示」の例です。

CHD701（☞12ページ）.
表示を消すと電池の消耗を抑え、使用回数をふやすことができます。

測定しましょうキャリングケースへの収納のしかた■キャリングケースを横にして使用する場合

CHD701■キャリングケースを縦にして使用する場合

CHD701

CHD701

ダイヤルカフを本体にかぶせて収納します。

22

CHD701_IM_EMC_2001.indd 22

2020/06/29 14:37

測定しましょう

マークについて
体動マークについて「体動マーク」は、測定中にからだや腕などが動いて大きな圧力変化を検出した場合、測定終了後に表示されます。

● 「体動マーク」が表示された場合は安静にして再測定してください。

脈間隔変動マークについて測定しましょう「脈間隔変動マーク」は、測定中の脈の間隔が不規則な場合、測定終了後に表示されます。

● 測定中の脈の間隔が大きく変動すると正しく測定できないことがあります
ので、「脈間隔変動マーク」が表示された場合は安静にして再測定してくだ
さい。

注

意

● 「脈間隔変動マーク」が頻繁に表示される場合は、ご自身の健康状態について医師に相談してください。

23

CHD701_IM_EMC_2001.indd 23

2020/06/29 14:37

マークについて
血圧分類マークについて測定された血圧値を日本高血圧学会［高血圧治療ガイドライン２０14］の家庭における高血圧基準にもとづいて表示します。

赤色

正常高値のめやす

黄色

正常血圧のめやす
最高１２５mmHg未満で最低８0mmHg未満の場合

青色

高血圧と正常血圧のめやすに属さない場合（最高１２５mmHg以上１３５mmHg未満、最低８０mmHg以上８５mmHg未満）

測定しましょう

高血圧のめやす最高１３５mmHg以上または最低８５ mmHg以上の場合

24

CHD701_IM_EMC_2001.indd 24

2020/06/29 14:37

測定しましょう

測定結果を呼び出しましょう
測定結果を呼び出してみましょう
2人分のデータが別々に各9０回記録されます。
平均値も自動的に計算されますので、日々の健康管理にお役立てください。

1 [ユーザー1[ユーザー2
を押します

]または
]スイッチ

が表示され、最新３回分の平均値を示します。

CHD701

測定しましょう※ 3回以上測定しなければ、平均値は表示しません。
※ メモリーがない場合は測定結果は表示されません。

2 [進むします]または[戻る]スイッチを押を押すたびに新しいデータから順次表示されます。
を押すたびに古いデータから順次表示されます。

メモリー番号表示の後、測定結果を表示します。

25

メモリー番号１が最新のデータになります。
１、２、３、・・・・、89、9０
新しい
古い

CHD701_IM_EMC_2001.indd 25

2020/06/29 14:37

測定結果を呼び出しましょう

3 [朝/夜 切替]スイッチを押して、朝
メモリーまたは夜メモリーを選びますが表示され、最新１週間の平均値（朝は各日朝時間の初回測定の平均、夜は各
日夜時間の最終測定の平均）を表示します。

4 [進む

します

]または[戻る

CHD701]スイッチを押測定しましょう※ 3日以上測定しなければ、平均値は表示しません。
※ 朝メモリーは朝時間(AM3:00AM10:59)、夜メモリーは夜時間(PM6:00-AM2:59)に測定された結果が記憶されています。.
朝時間の開始時刻を変更するときは２7ページを参照してください。
※ メモリーがない場合は測定結果は表示されません。

を押すたびに朝または夜の新しいデータから順次表示されます。
を押すたびに朝または夜の古いデータから順次表示されます。

メモリー番号表示の後、測定結果を表示します。

メモリー番号１が最新のデータになります。
１、２、３、・・・・、8９、9０
新しい
古い

CHD701_IM_EMC_2001.indd 26

26

2020/06/29 14:37

測定しましょう

測定結果を呼び出しましょう※ 朝時間の開始時刻の修正のしかた

朝時間の開始時刻をAM12:00、AM1:00、AM2:00、AM3:00、AM4:00のいずれかに修正することができます。
（初期設定はAM3:00です。)]スイッチを長押しします。

１. [時計設定
２. [朝/夜 切替]スイッチを長押しします。
]または[ユーザー2

３. [ユーザー1]スイッチを押して、開始時刻を修正するユーザーを選択します。
４. [ 進む]または[戻る]スイッチを押して、開始時刻を修正します。
測定しましょう５.

例：ユーザー１で、開始時刻を AM2:00 に設定した時の表示例

を押して開始時刻を確定します。

例：開始時刻をAM2:00にすると.
朝時間(AM2:00-AM10:59)、.
夜時間(PM6:00-AM1:59)、.
になります。

※ ひとつのメモリーを消去したい場合
 消去したい測定結果を表示してから、を3秒以上押します。表示された測定結果が消去されると、“CＬ”が表示されます。メモリー消去中は電池を取り外さないでください。

※ すべてのメモリーを消去したい場合
ユーザー１のメモリーをすべて消去したいときはを、ユーザー２のメモリーをすべて消去したいときはを押しながら、を３秒以上押します。.
ユーザー１またはユーザー２に記録されているすべての結果が消去されます。
CHD701

以上押し
続ける
消去

画 面にすべてのメ
モリーデータ消去のメッセージが 表示されます。

27

CHD701_IM_EMC_2001.indd 27

2020/06/29 14:37

測定しましょう

測定結果を呼び出しましょう
朝、夜の血圧測定
血圧は測る時間や場所で変動するため、家庭で血圧を測ることは、医療機関などで一時的に測るよりも血圧の変動に関する重要な情報が多く得られると言われています。
日本高血圧学会（「高血圧治療ガイドライン2014」)では、家庭血圧の高血圧基準を
最高１３５／最低８５mmHg以上と定めています。
（診察室の高血圧基準は最高１４０／最低９０mmHg以上）
一言に高血圧と言っても、血圧が「いつ高いのか」によって異なります。朝方の血圧が高い「早朝高血圧」、夜間の血圧が高い「夜間高血圧」といった特定の時間帯だけ血圧が高くなるタイプや、病院などでの測定値が家庭での測定値よりも高くなる「白衣高血圧」、病院での測定値は正常と言われるが家庭では高い「仮面高血圧」といった、測定環境で数値が変わるタイプなどがあります。家庭血圧の朝晩の長期間の平均値を診ることにより、血圧変動の正しい評価をすることが可能になります。
本製品は、家庭高血圧のレベルが表示され、朝、夜の１週間の平均値（朝は各日朝時間の初回測定の平均、夜は各日夜時間の最終測定の平均）を確認することができます
ので、長期にわたる健康のバロメーターとして、ご活用頂けます。

装置

上腕カフ・オシロメトリック法にもとづく装置

測定環境・静かで適当な室温環境
・原 則として背もたれつきの椅子に脚を組まず座って1～2分の
安静後・会 話を交わさない環境
・測 定前に喫煙、飲酒、カフェインの摂取はおこなわない・カフ位置を心臓の高さに維持できる環境

測定条件（必須条件）

・朝 起床後１時間以内
・排尿後
・朝の服薬前・朝食前・座位１-２分安静後測定しましょう

家庭での測りかた・晩（就床前）・座位１-2分安静後

・ 1 機会原則２回測定し、その平均をとる
測定回数とその扱い ・ 1 機会に１回のみ測定した場合には、1 回のみの血圧値をその機会の血圧値として用いる
測定期間

・できる限り長期間記録

・すべての測定値を記録する

評価の対象

・朝測定値5日（５回）以上の平均・晩測定値5日（５回）以上の平均
・すべての個々の測定値

評価

朝・晩それぞれの平均値≧135/85mmHg
・高血圧・正常域血圧 朝・晩それぞれの平均値＜135/85mmHg

28

CHD701_IM_EMC_2001.indd 28

2020/06/29 14:37

測定しましょう

朝、夜の血圧測定
家庭血圧の高血圧基準

朝：起床後１時間以内
夜：就寝前

最高135／最低85ｍｍＨｇ以上

血圧記録表（1）〈毎日記録表〉
日付

朝
時刻

最高／最低

年
夜

脈拍 時刻

最高／最低

測定しましょう

1

／

／

2

／

／

3

／

／

4

／

／

5

／

／

6

／

／

7

／

／

8

／

／

9

／

／

10

／

／

11

／

／

12

／

／

13

／

／

14

／

／

15

／

／

脈拍

月
メモ

※ コピーしてお使いください。

29

CHD701_IM_EMC_2001.indd 29

2020/06/29 14:37

血圧記録表（1）〈毎日記録表〉

お名前
日付

年齢
朝

時刻

最高／最低

才

性別

男・女

夜
脈拍 時刻

最高／最低

／

／

17

／

／

18

／

／

19

／

／

20

／

／

21

／

／

22

／

／

23

／

／

24

／

／

25

／

／

26

／

／

27

／

／

28

／

／

29

／

／

30

／

／

31

／

／

メモ

測定しましょう

16

脈拍

30

CHD701_IM_EMC_2001.indd 30

2020/06/29 14:37

測定しましょう

朝、夜の血圧測定
血圧記録表（2）〈毎日記録グラフ〉
日付
測 定 時 刻朝（mmHg）

記入例

200●：最高血圧○：最低血圧年月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

155
150

150
140

100

100

測定しましょう

95

90

64 67 6250

脈拍数（拍／分）

測 定 時 刻夜（mmHg）

記入例

200

145

150

140
130

90
80

100
85

62 65 61
脈拍数

50

（拍／分）

※ コピーしてお使いください

31

CHD701_IM_EMC_2001.indd 31

2020/06/29 14:37

血圧記録表（2）〈毎日記録表〉
お名前

年齢

才

性別

男・女

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

最高
135

最低
測定しましょう

85

最高
135

最低
85

32

CHD701_IM_EMC_2001.indd 32

2020/06/29 14:37

お知らせ

血圧について
血圧とは…
心臓は体の隅々まで血液を循環させるためのポンプで、血液は心臓が収縮して動脈内に拍出されています。成人の心臓は握りこぶしくらいの大きさで、1日に10万回以上も拍動しています。
血圧とは、心臓から送り出される血液の流れによって、動脈の壁にかかる圧力のことです。送り出される血液の量と動脈の太さと柔軟性などによって血圧は決まります。一般に血管は加齢とともにしなやかさを失うと言われ、血圧も加齢とともに上昇していく傾向があります。
血圧を測定する場合、通常、最高血圧と最低血圧が記録されます。心臓が収縮して血液が心臓から送り出されるときの最も高い血圧を収縮期血圧（最高血圧）といい、心臓が拡張して血管にかかる圧力が最低のときの血圧を拡張期血圧（最低血圧）といいます。
【最低血圧とは】【最高血圧とは】
心臓

動脈

左心房
左心室
収縮

心臓

動脈

左心房
弁

左心室

元にもどる

動脈壁がふくらむ

お知らせ

心臓が収縮して血液が送り出された
ときの血圧が「最高血圧」です。

拡張

心臓が拡張して血液が戻ったときの血圧が「最低血圧」です。

33

CHD701_IM_EMC_2001.indd 33

2020/06/29 14:37

血圧について血圧は常に変化しています
血圧は、体のリズム、姿勢、精神状態、ストレス、気温などの影響を受けやすく、健康な方でも1日の間にかなり大きく変動しています。たとえば、日中は高く夜間は低下します。また、食事中や会話中などは血圧が上がりますが、食後は下がります。日常生活の1つ1つの動作をとっても血圧は常に変動しています。
下の図は、日常生活における１日の血圧の変動の一例です。
【血圧の日内変動の一例】
最高血圧

160

血 圧 値

140
120
100
80
60

最低血圧

40
20

睡眠
12

14

16

18

20

（5分おきに測定した1日の血圧値）

22

時

24

刻

02

04

06

08

10

● Bevan AT, Honour AJ, Stott FH. Clin Sci 1969;36;329−44.

お知らせ

34

CHD701_IM_EMC_2001.indd 34

2020/06/29 14:37

お知らせ

血圧について高血圧とは
世界保健機構（WHO）、国際高血圧学会（ISH）では、下図のように血圧の分類を定めています。医療機関で測定した最高血圧が140mmHg以上、最低血圧が90mmHg以上に該当するものを高血圧と定義しています。一言に高血圧と言っても、血圧が「いつ高いのか」によって異なります。朝方の血圧が高い「早朝高血圧」、夜間の血圧が高い「夜間高血圧」といった特定の時間帯だ
け血圧が高くなるタイプや、病院などでの測定値が家庭での測定値よりも高くなる「白衣高血圧」、病院での測定値は正常と言われるが家庭では高い「仮面高血圧」といった、測定環境で数値が変わるタイプなどがあることがわかってきました。
家庭で測定するメリットは、医療機関などで測定する値よりも血圧の変動に関する情報が多く得られ、治療中の際には薬の作用を確認する重要な情報があると言われています。
高血圧は、自覚症状をともなわず進行し、気付かないうちに動脈硬化を促進させ、心筋こうそくや脳卒中などの生命に関わる疾病を引き起こす要因と言われています。
しかし、自分の血圧を知ることで、日々の血圧状態を把握でき、日々の食事や運動などの生活習慣を見直すための重要なヒントになります。家庭での血圧測定には、病院などでわからない情報を含んでいることもあります。継続的に家庭での血圧測定を心がけ、体の重要な情報を見落とさないようにしましょう。
お知らせ

WHO/ISH血圧分類（1999 年改訂）

最高血圧

高血圧重症

（mmHg）
180

高血圧中等症

160

高血圧軽症

140
130
120

正常高値
正常血圧
至適血圧
（目標値）
80

（mmHg）
85

90

100

110

最低血圧

35

CHD701_IM_EMC_2001.indd 35

2020/06/29 14:37

血圧について日本人の血圧の平均値
日本人の血圧の平均値を示します。
個人差もあるため、あくまで目安として、ご自分の血圧を判断するときの参考にしてください。
出典：厚生労働省 『平成 29 年国民健康・栄養調査報告』による
年

男

性

女

性

代

20 ～ 29 歳
30 ～ 39 歳
40 ～ 49 歳
50 ～ 59 歳
60 ～ 69 歳
70 歳以上40 ～ 89 歳
20 ～ 29 歳
30 ～ 39 歳
40 ～ 49 歳
50 ～ 59 歳
60 ～ 69 歳
70 歳以上40 ～ 89 歳

注）血圧を下げる薬服用者除外

最高血圧
116.6
119.4
127.8
132.4
137.8
139.5
135.4
108.9
110.5
118.1
123.6
132.5
136.3
128.1

2回測定値の平均値

平均値 (mmHg)

最低血圧
74.5
79.0
83.6
86.1
85.6
81.2
83.9
68.4
71.3
75.8
78.3
80.0
79.0
78.3

お知らせ

36

CHD701_IM_EMC_2001.indd 36

2020/06/29 14:37

お知らせ

血圧Q&A
質 問
病院で測ってもらう血圧値とQ

家で測る血圧値がちがうのはなぜですか ?

A

答え

病院では、不安や緊張感から、家庭で測るよりも 10 ～20mmHg ほど高くなることがあります。家庭での測定で、普段からご自分の血圧の傾向を知っておくと診察の際に役立ちます。

質 問
測るたびに血圧値がちがいますがQ

なぜですか ?
お知らせ

A

答え

次のように、さまざまな要因で血圧は変動します。
● 季節、気温● 体のリズム、体調、姿勢、運動● 精神状態、ストレス
ストレスや感情の起伏といった精神的な影響も受けやす
く、緊張すると高くなり、リラックスすると低くなる傾向にあります。
また、正しい姿勢で測定していない場合や、ダイヤルカフ
を正しく巻いていない場合にも、変動しやすくなります。

37

CHD701_IM_EMC_2001.indd 37

2020/06/29 14:37

血圧Q&A質 問
家庭で血圧を測る意味は ?

A

答え

Q

家庭ではリラックスした状態で測定できるため、より安定した血圧を測定できるからです。
毎日同時刻に測定して日々の血圧の変化を記録し、その結果を基に、かかりつけの医師に相談することをおすす
めします。

質 問
手首式血圧計での測定値とかなりちがいまQ

すがなぜですか ?

答え

お知らせ

A

手首式と上腕式の血圧測定値の差は、高血圧症、糖尿病、腎臓病、動脈硬化など動脈の閉塞が生じるような疾患がある方の場合、健康な方より大きな差がでることがあります。運動や入浴直後の測定や正しい姿勢で測定しな
かった時なども大きな差がでることがありますので、自分で判断せずに必ず医師の指導に従ってください。

38

CHD701_IM_EMC_2001.indd 38

2020/06/29 14:37

お知らせ

エラー表示について
エラー表示

原

因

ダイヤルカフの巻きかた
がゆるすぎます。

対処

ダイヤルカフを巻きなおし、安静にしてもう一度測定してください。.
（13ページ「ダイヤルカ
フを巻きましょう」参照）

ダイヤルカフが正しく巻
かれていないため、脈を検出できません。

お知らせ

センサーに圧力がかかり過ぎたため、測定できません。

281mmHg 以上加圧した。

測定中、自動的に圧力が下がらない場合には、測定/停止スイッチを押して測定を中止して、カフ（腕帯）を外してください。

39

CHD701_IM_EMC_2001.indd 39

2020/06/29 14:37

エラー表示について
エラー表示

原

因

対

処

乾電池が消耗しています。

４本とも新しい単３形
乾電池と交換してください。.
（9 ページ「電池を入れましょう」参照）

脈拍数が測定範囲外（39
拍／分以下、または181
拍／分以上）でした。

ダイヤルカフ を 巻 きな
おし、深呼吸などリラッ
クスしてから、もう一度測りなおしてください。
（脈拍数が測定範囲外の場合はEr表示になり
ます。）

または、

お知らせ

本体が正常に作動してい お買い上げ店、または弊ません。
社お客様相談室へお問
い合わせください。

40

CHD701_IM_EMC_2001.indd 40

2020/06/29 14:37

お知らせ

保管とお手入れのしかた■ 直射日光が当たる場所、高温多湿の場所、塩分や硫黄分の多い場所、ほこりの多い場所や水のかかる場所には保管しないでください。
また、水洗いもしないでください。
故障の原因となります。

■長期間使用しない場合は、電池を外してください。
電池からの液漏れにより、故障することがあります。

材質を傷めるおそれがあります。

アルコール

お知らせ

■本体やダイヤルカフをアルコー
ル、シンナー、ベンジンなどで絶対に拭かないでください。

■ダイヤルカフを無理やり曲げた
り、引っ張ったりしないでください。
加圧不良の原因となります。

41

CHD701_IM_EMC_2001.indd 41

2020/06/29 14:37

保管とお手入れのしかた■ダイヤルカフは洗濯したり、水に濡らしたりしないでください。
故障の原因となります。

■本体やダイヤルカフがひどく汚れたときは、中性洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾いた布で拭いてください。

お知らせ■本体を廃棄するときは、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処分してください。

42

CHD701_IM_EMC_2001.indd 42

2020/06/29 14:37

お知らせ

EMC技術資料
シチズン上腕式血圧計 CHD701は、医用電気機器の安全使用のために要求されている EMC（電磁両立性）規格、IEC 60601-1-2：2014に適合している装置です。EMC 規格は、医用電気機器を安全に使用するため、機器から発生するノイズが他の機器に影響を及ぼしたり、他の機器（携帯電話等）が発する電磁波から受ける影響を、一定のレベル以下に抑えるよう規定した規格です。IEC 60601-1-2:2014（5.2.2項）において、機器が安全に機能するための EMC 環境に関する詳細な情報を使用者に提供することが求められているため、技術的な説明を以下に記載します。
（詳細は、IEC
60601-1-2：2014をご参照ください。）
本製品をお使いいただく際には、付属の添付文書および取扱説明書をよく読んでお使いください。

EMC（電磁両立性）とは

EMC（電磁両立性）とは、次の二つの事項を満たす能力のことです。
・ 周囲の他の電子機器に、許容できない障害を与えるようなノイズを出さない。
（エミッション）・ 周囲の他の電子機器から出されるノイズ等、使用される場所の電磁環境に耐え、機器の機能を正常に発揮できる。
（イミュニティ）

EMC（電磁両立性）にかかわる技術的な説明

医用電気機器は、EMCに関して特別な注意を必要とし、次に記載するEMC の情報に従って使用する必要があります。
警 告 ・ 本機器は電磁両立性（EMC）に関して、特別な注意が必要であり、EMC 技術資料に記載されたEMC 情報にもとづいて使用しなければならない。
・ 携帯および移動無線周波（RF）通信機器により本機器は影響を受けることがあるので、30 cm 以上離して使用することが望ましい。
・ 本機器は、他の機器に密着させたり、重ねた状態で使用しないこと。
・ アクセサリー /オプション品は、弊社の指定品を使用すること。指定品以外のアクセサリー /オプション品を使用すると電磁放射波（エミッション）が増加したり妨害に対するイミュニティが低下したりすることがある。

表 1  ー ガイダンスおよび製造業者による宣言 - 電磁エミッション ー
ガイダンスおよび製造業者による宣言 ー 電磁エミッション
シチズン上腕式血圧計 CHD701は次に指定した電磁環境内での使用を意図している。シチズン上腕式血圧計 CHD701の顧客又は使用者は、下記の環境で使用されることを確認すること。
エミッション試験
適合性
電磁環境 - ガイダンス
シチズン上腕式血圧計 CHD701は、内部機能のためだけにRF エネルギーを使用している。従って、そRF エミッション CISPR11
グループ1の RF エミッションは非常に低く、近傍の電子機器に対して何らかの干渉を生じさせる可能性は少ない。
RF エミッション CISPR11
クラスB
高周波エミッション
シチズン上腕式血圧計 CHD701は、家庭用施設および家庭目的に使用される建物に電力を供給する公非適用
IEC 61000-3-2共の低電圧用の配電網に直接接続された施設を含むすべての施設での使用に適する。
電圧変動 /フリッカエミッション
非適用
IEC 61000-3-3

表 2  ー ガイダンスおよび製造業者による宣言 - 電磁イミュニティ

お知らせーガイダンスおよび製造業者による宣言 ー 電磁イミュニティ
シチズン上腕式血圧計 CHD701は次に指定した電磁環境内での使用を意図している。シチズン上腕式血圧計 CHD701の顧客又は使用者は、
このような環境内で使用されることを確認すること。
イミュニティ試験
IEC 60601 試験レベル
適合レベル
電磁環境 - ガイダンス
静電気放電（ESD)±8 kV 接触
±8 kV 接触 床は木材、コンクリート又はセラミックタイルであること。床が合IEC 61000-4-2±15 kV 気中±15 kV 気中 成材料で覆われている場合、相対湿度は最低30％であること。
電気的ファーストトランジェント/ バースト ±2 kV 電源ライン
非適用
非適用
IEC 61000-4-4±1 kV 入出力ライン
サージ±1 kV ライン－ライン間
非適用
非適用
IEC 61000-4-5±2 kV ライン－接地間
0%UT（0.5サイクル）
電源入力ラインでの電圧ディップ、短0%UT（1サイクル）
時間停電および電圧変動
非適用
非適用
70%UT（25/30サイクル）
IEC 61000-4-11
0%UT（250/300サイクル）
電源周波数（50/60 Hz）磁界
電力周波数磁界は、典型的な商用又は病院環境内の典型的な
30 A/m30 A/mIEC 61000-4-8
場所でのレベルにあること。
備考 UT は、検査レベルを加える前の交流電源電圧である。

表 3  ー ガイダンスおよび製造業者による宣言 - 電磁イミュニティ ー
ガイダンスおよび製造業者による宣言ー 電磁イミュニティ
シチズン上腕式血圧計 CHD701は次に指定した電磁環境内での使用を意図している。シチズン上腕式血圧計 CHD701の顧客又は使用者は、
このような環境内で使用されることを確認すること。
イミュニティ試験
IEC 60601 試験レベル
適合レベル
電磁環境 - ガイダンス
携帯形および移動形 RF 通信機器は、シチズン上腕式血圧計 CHD701のいかなる部分に対しても、送信機の周波数に該当する方程式から計算された推奨分離距離より近づけて使用しないこと。
推奨分離距離3 Vrms（150 kHz～80 MHz） 非適用
非適用
伝導 RF
IEC61000-4-6 6 Vrms（150 kHz～80 MHz
間のISM 及びアマチュア無線帯域）
10 V/m（80 MHz～2.7 GHz） 10 V/m d=1.2√ P 80 MHz ～800 MHz
放射 RF
d=2.3√ P 800 MHz ～2.7 GHz
IEC61000-4-3
ここでPは、送信機製造業者によるワット（W）で表した送信機の最大出力電力定格であり、dはメートル（m）で表した推奨分離距離である。
電磁界の現地調査 aによって決定する固定 RF 送信機からの電界強度は、各周波数範囲 bにおける適合レベルよりも低いこと。
次の記号が表示されている機器の近傍では、干渉が生じることがある。
備考1 80 MHz および800 MHzにおいては、高い周波数範囲を適用する。
備考2 これらの指針はすべての状況に対して適用するものではない。建築物・物・人からの吸収および反射は電磁波の伝搬に影響する。
a 例えば無線（携帯 /コードレス）電話および陸上移動無線の基地局、アマチュア無線、AM・FMラジオ放送およびTV 放送のような固定送信機からの電界強度を、正確に論理的に予測をすることはできない。固定 RF 送信機による電磁環境を見積もるためには、電磁界の現地調査を考慮すること。シチズン上腕式血圧計 CHD701が使用される場所の正確な電磁界強度が、適用されるRF 適合性が上記のレベルを超過する場合、正常通常動作を検証するためにシチズン上腕式血圧計 CHD701を監視すること。異常な作動が発見される場合、追加の手段、例えば、シチズン上腕式血圧計 CHD701の向き又は場所を変えることが必要となることがある。
b 周波数範囲150 kHz ～80 MHzで、電磁界強度は3 V/m 未満であることが望ましい。

43

CHD701_IM_EMC_2001.indd 43

2020/06/29 14:37

EMC技術資料
表 4  ー 携帯形および移動形 RF 通信機器と機器又はシチズン上腕式血圧計 CHD701との間の推奨分離距離 ー
携帯形および移動形 RF 通信機器とシチズン上腕式血圧計 CHD701との間の推奨分離距離
シチズン上腕式血圧計 CHD701は放射 RF 妨害が管理されている電磁環境内での使用を意図している。シチズン上腕式血圧計 CHD701の顧客又は使用者は、通信機器の最大出力にもとづく次に推奨している携帯形および移動形 RF 通信機器（送信機）とシチズン上腕式血圧計 CHD701との間の最小距離を、下記に推奨される通信機器の最大出力に従い維持することで、電磁干渉を避けるようにできる。
送信機の周波数による分離距離（m）
送信機の最大定格出力電力 150 kHz ～80 MHz
150 kHz ～80 MHz 80 MHz ～800 MHz
800 MHz ～2.7 GHz（W）
3 Vrms 非適用
6 Vrms 非適用
d=1.2√ P
d=2.3√ P
0.01
非適用
非適用
0.12
0.23
0.1
非適用
非適用
0.38
0.73
1
非適用
非適用
1.2
2.3
10
非適用
非適用
3.8
7.3
100
非適用
非適用
12
23
上記以外の最大定格出力電力の送信機に関しては、
メートル（m）で表した推奨分離距離 d は、送信機の周波数に対応する方程式を用いて決定できる。
ここで P は、送信機製造業者によるワット（W）で表した送信機の最大定格出力電力である。
備考1 80 MHz および800 MHzにおいては、高い周波数範囲を適用する。
備考2 これらの指針はすべての状況に対して適用するものではない。建築物・物・人からの吸収および反射は電磁波の伝搬に影響する。

表 5  ー ガイダンスおよび製造業者による宣言 - 電磁イミュニティ ー

お知らせ

ー ガイダンスおよび製造業者による宣言 - 電磁イミュニティ ー
シチズン上腕式血圧計 CHD701は次に指定した電磁環境内での使用を意図している。シチズン上腕式血圧計 CHD701の顧客又は使用者は、
このような環境内で使用されることを確認すること。
a)
試験周波数
周波数帯域
最大電力
距離
試験レベル
変調 b)
サービス a)
（MHz）
（MHz）
（W）
（m）
（V/m）
1.8
0.3
27
385
380-390TETRA 400
パルス変調 b) 18Hz
c)
2
0.3
28
450
430-470
GMRS 460
FM ±5 kHz偏差.
FRS 460
1 kHz 正弦波
710, 745, 780
704-787
LTE Band 13,17
0.2
0.3
9
パルス変調 b) 217 Hz
20.3
28810, 870, 930
800-960
GSM 800/900
パルス変調 b) 18 Hz
TETRA 800
iDEN 820CDMA 850
LTE Band 5
1720, 1845, 1970
1700-1990 GSM 180020.328
パルス変調 b) 217 Hz
CDMA 1900
無線通信機からのGSM 1900
近傍電磁界
DECT
IEC61000-4-3
LTE Band 1, 3, 4, 25
UMTS
2450
2400-2570 Bluetooth20.328
パルス変調 b) 217 Hz
WLAN 802.11b/g/n
RFID 2450
LTE Band 7
5240, 5500, 5785
5100-5800 WLAN 802.11a/n
0.2
0.3
9
パルス変調 b) 217 Hz
備考：イミュニティ試験レベルを達成するために必要な場合には、送信アンテナとシチズン上腕式血圧計 CHD701との間の距離を1 mにしてもよい。1 m の試験距離は IEC61000-4-3で許容されている。
a) サービスによってはアップリンク周波数だけが含まれる。
b) 搬送波は、50% デューティーサイクル矩形波信号を用いて変調しなければならない。
c) FM 変調の代わりとして、18 Hz での50% パルス変調を用いてもよい。これは実際の変調を表すわけではないが、最悪状態と考えられるためである。

44

CHD701_IM_EMC_2001.indd 44

2020/06/29 14:37

お知らせ

故障かな？と思ったら修理、サービスに出される前に、次の点をご確認ください。
こんなとき確認するところ直しかた[ 測定／停止 ] ス
イッチを押しても何も表示しない乾電池が消耗していませんか

新しい乾電池と交換してく
ださい

の向きが間
乾電池の
違っていませんか

乾電池を正しい向きにしてください

マークが点灯しましたか

ダイヤルカフを正しく巻いてください

ダイヤルカフを正しく巻いていますか

ダイヤルカフを正しく巻いてください

測定中は安静にしていまし
たか

安静にしてもう一度測定してください

測定できない脈の極端に弱い方、不整脈のある方は測定できない場合があります

0120 - 88 - 6295
お知らせ

45

CHD701_IM_EMC_2001.indd 45

2020/06/29 14:37

製品仕様

製品仕様

お知らせ

販
売
名 シチズン上腕式血圧計 ＣＨD701
測 定
方式 オシロメトリック法
表示 デジタル表示方式
装着部 ダイヤルカフ
適 用 腕 周 範 囲 20.0～32.0cm
測定
範 囲 圧力0～280mmHg、目量1ｍｍＨｇ、脈拍40～180拍/分
測定
精 度 圧力：±3mmHg、脈拍：読み取り数値の±5％
臨床性能試験によ 聴診法との誤差の平均 ±5mmHg以内
る血圧測定の誤差 誤差の標準偏差
8mmHg以内時
計 月差±３０秒（２５℃にて）
加圧 ポンプによる自動加圧
減圧 電子制御弁による速度制御減圧
排気 電子制御弁による急速排気定
格 DC6V （ 直流）電
源 単 3 形乾電池（R6P、LR6）4 本または単 3 形ニッケル水素充電池（エネループまたは充電式エボルタ）４本
電 池 使 用 回 数 アルカリ乾電池：約５00回 マンガン乾電池：約１５0回（1日1回
測定、室温22℃、170ｍｍＨｇ加圧で測定の場合）
使 用 温 湿 度 10℃～40℃／相対湿度15％～85％ＲＨ
保 存 温 湿 度 －20℃～60℃／相対湿度10％～95％ＲＨ
使 用 気 圧 範 囲 700hPa～1060hPa
メ モ
リー 2人×90回分（合計180回分）
電撃
保 護 内部電源機器 （ ：ＢＦ形装着部）
寸
法 約1０５（幅）×166（高さ）×122（奥行）ｍｍ
質
量 本体：約410ｇ（電池含まず） ダイヤルカフ：約250g
付
属品 ダイヤルカフ、単3形アルカリ乾電池 4本、取扱説明書／保証書、医療機器添付文書、キャリングケース※ 本 製品、および取り出した古い電池を廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処理してください。
※ 本 製品はEMC規格IEC60601-1-2：2014に適合しています。 EMC適合※ 本 製品はJIS規格（JIS T 1115：2018）に適合しています。
※ 本製品は在宅での自己血圧測定に使用するものです。医療機関・公共の場所で使用しないでください。
※ 本 製品は改良のため、予告なしに仕様変更する事があります。
本製品は湿気の多いところや水のかかるところで使用しないでください。

製造販売元

医療機器認証番号 223ADBZX00089000（管理医療機器）46

CHD701_IM_EMC_2001.indd 46

2020/06/29 14:37

保証規定
つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。
• 誤ったご使用またはお取扱いによる故障または損傷。
• 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
• 火災、地震、水害、異常電圧、指定以外の電源およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
• 保証書のご提示がない場合。
• 保証書のお買い上げ日、販売店名などの記載に不備がある場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
• ご使用後の外装面のキズ、破損、外装部品、付属品（ダイヤルカフ、キャリングケースなど）の消耗品の交換。
※お買い上げの販売店にご持参いただく場合の諸費用や弊社にご送付いただく場合の送料等は、お客様の負担となります。
• 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
• 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

保証書
このたびは、
上腕式血圧計をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。取扱説明書にもとづく通常のお取扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じました場合は、本保証書を現品に添えて、お買上げの販売店または弊社までご持参くだい。保証期間内に限り、無料にて修理・調整させていただきます。お客様にご記入いただいた本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

上腕式血圧計

販 売 名
お 客 様
お 名 前
ご 住 所

CHD701
様

TEL

−

−

〒

※以下につきましては、必ず販売店にてご記入、ご捺印をお願いいたします。

お買い上げ日年

月

日

販売店名及び住所

保証期間

お買い上げ日より1年間

製造販売元

2001

検査証：本製品は弊社の定められた検査に合格しております。

商品に関するご相談、お問い合わせは、弊社お客様相談室でお受けいたします。

0120 - 88 - 6295
CITIZEN はシチズン時計株式会社の登録商標です。

CHD701_IM_EMC_2001.indd 47

2020/06/29 14:37