Produktový datasheet
testo 425

Termoanemometr
testo 425 - digitální anemometr
se sondou se žhaveným drátkema připojením k aplikaci

Jednoduché, rychlé a přesné měření rychlosti prouděnía teploty a výpočet objemového průtoku ve ventilačním kanálu
m/sVětší flexibilita při měření ve ventilačním kanálu s připojenou
kabelovou teleskopickou sondou (maximální délka 820 mm)

m3/h

Rychlá konfigurace (kanálu) v aplikaci, grafický průběh měření,druhá obrazovka a ukládání naměřených dat v aplikaci
testo Smart App°CVýpočet bodové a časové střední hodnoty
Odolnost díky kompaktnímu provedení s odolným krytem

Bluetooth 5.0+ aplikace
Aplikace testo Smart App
zdarma ke stažení

Optimálně nastavené klimatizační a ventilační systémy

Všechny důležité výpočty, jako jsou objemový průtok nebo

jsou pro moderní budovy klíčovým faktorem, protočasové a bodové střední hodnoty, provádí mimořádněje důležité pro zajištění správného měření rychlosti

odolný a kompaktní měřicí přístroj automaticky.

proudění, teploty a objemového průtoku ve ventilačním
kanálu používat vhodnou měřicí techniku.

Mimochodem: konfigurace měřicího přístroje, zobrazování
a ukládání naměřených hodnot i dokumentace jsou díkyTermoanemometr testo 425 je Vaším rychlým, jednoduchým

aplikaci testo Smart App velmi pohodlné. Tato aplikacea přesným parťákem. Kabelem připojenou teleskopickou

zároveň promění Váš chytrý telefon v druhý displej.

sondu lze vysunout až do délky 820 mm, což Vám usnadní
práci nad hlavou nebo v kanálech o velkém průměru.

www.testo.cz

testo 425Údaje pro objednání / technická data / příslušenstvíTypy senzorů

testo 425
testo 425, termoanemometr se žhavenýmdrátkem a s připojením k aplikaci a pevná
teleskopická sonda (max. 820 mm), včetněbrašny, výstupního protokolu z výrobya 3 x AA baterie
Obj. číslo 0563 0425
Cena: 12.780,- Kč

VrtulkaMěřicí rozsah

0,01 až 30 m/sPřesnost ±1 digit±(0,03 m/s + 4% z nam.h.) (0,01 až 20 m/s)±(0,5 m/s + 5% z nam.h.) (20,01 až 30 m/s)

Rozlišení

0,01 m/s

NTCMěřicí rozsah-20 až +70 °C

Přesnost ±1 digit±0,5 °C

Rozlišení

0,1 °C

Provozní teplotaMěřicí přístroj: -20 až +50 °C
Sonda: -20 až +70 °CSkladovací teplota-20 až +50 °C

Typ baterie

3 x AAŽivotnost baterie35 hRozměry

Měřicí přístroj: 135 x 60 x 28 mm
Sonda: délka 180 mm, Ø 7,5 mm
Délka kabelu 1,5 m

Hmotnost

268 gTřída krytíMěřicí přístroj: IP 40
Sonda: IP20

Materiál pouzdra

ABS + PC / TPE

Aplikace testo Smart App ednoduchá a rychlá: nabídky měření pro řadu•Japlikací poskytují optimální podporu při konfiguracia provádění měření.
 řehledné grafické zobrazení naměřených hodnot,•Pnapř. ve formě tabulky, pro rychlou interpretacivýsledků ytváření digitálních zpráv o měření přímo na místě•V
včetně fotografií ve formátu PDF/CSV a odesílání
e-mailemZdarma ke stažení
pro Android a iOSPříslušenstvíObj. čísloKč

testo Bluetooth® tiskárna, včetně 1 roletermopapíru, akumulátoru a síťovéhozdroje

0554 0621

7.300,-

Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 rolí),dokumentace s naměřenými daty čitelnáaž 10 let

0554 0568

840,-

Prvotní akreditovaná kalibrace- rychlost proudění, 5 kalibračních bodů31 0102 0301

2.920,-Akreditovaná kalibrace- rychlost proudění, 5 kalibračních bodů31 0102 0311

4.190,-Testo Česká republika
Jinonická 80
158 00 Praha 5tel.: 222 266 700
e-mail: info@testo.cz

www.testo.cz

Veškeré změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.
Všechny ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH a jsou platné pro rok 2023.
1981 2244/cz/01/2023

Všeobecná technická data