Příručka č.: 16017025-01
Revize A
Datum vydání: 17.05.2021

Tegramin-20
Návod k použití

Tegramin-20
Návod k použití

Obsah

StranaZamýšlené použití ......................................................3
Bezpečnostní list ........................................................5Uživatelská příručka ...................................................9
Referenční příručka.................................................. 67
Kontrolní seznam před instalací ............................... 91
Obsah prohlášení o shodě ....................................... 992

Tegramin-20
Návod k použití

Zamýšlené použití
Tegramin-20 a
Tegramin-20 s krytem

Pro profesionální poloautomatickou nebo ruční materialografickoupřípravu (broušení nebo leštění) materiálů pro dalšímaterialografickou kontrolu a obsluhu pouzekvalifikovaným/vyškoleným personálem. Stroj je navržen pouze propoužití se spotřebním materiálem Struers speciálně navrženým pro
tento účel a tento typ stroje.

Stroj nepoužívejte pro:Příprava (broušení nebo leštění) jiných materiálů než pevných
materiálů vhodných pro materialografické studie. Zejména nesmí být
stroj používán pro jakýkoli druh výbušného a/nebo hořlavého
materiálu nebo materiálů, které nejsou stabilní při obrábění, ohřevu
nebo tlaku.
Stroj je určen pro použití v profesionálním pracovním prostředí (např.
materialografická laboratoř).

Modely:Tegramin-20
Tegramin-20 s krytem
Tegramin-20 se třemi dávkovacími čerpadly
Tegramin-20 s krytem a třemi dávkovacími čerpadlyPOZNÁMKA:Před použitím si pečlivě PŘEČTĚTE návod k použití.
Uschovejte kopii příručky na snadno přístupném místě pro budoucípoužití.

3

Tegramin-20
Návod k použití

V případě technických dotazů nebo při objednávání náhradních dílůvždy uvádějte sériové číslo a napětí/frekvenci. Sériové číslo a napětí
najdete na typovém štítku samotného stroje. Můžeme taképotřebovat datum a číslo článku příručky. Tyto informace najdete napřední straně obálky.
Je třeba dodržovat následující omezení, protože porušení omezenímůže způsobit zrušení zákonných povinností společnosti Struers.
Návody k použití: Návod k použití Struers lze použít pouze ve
spojení se zařízením Struers, na které se vztahuje návod k použití.
Struers nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby v textu/ilustracích
manuálu. Informace v této příručce podléhají změnám bez
upozornění. Návod může zmiňovat příslušenství nebo díly, které
nejsou součástí současné verze zařízení.
Originální návody. Obsah této příručky je majetkem společnosti
Struers. Reprodukce jakékoli části této příručky bez písemného
souhlasu společnosti Struers není povolena.
Všechna práva vyhrazena. © Struers 2018.
Struers
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
DánskoTelefon +45 44 600 800
Fax +45 44 600 801
4Tegramin-20
Návod k použití

Tegramin-20
Bezpečnostní listPřed použitím si pečlivě přečtěte
1. Ignorování těchto informací a nesprávné zacházení se zařízenímmůže vést k vážným úrazům a hmotným škodám.
2. Stroj musí být instalován v souladu s místními bezpečnostnímipředpisy. Všechny funkce na stroji a veškerá připojená zařízení
musí být v provozuschopném stavu.
3. Obsluha si musí přečíst sekce Bezpečnostní a uživatelskápříručka tohoto návodu a příslušné části příruček pro všechnapřipojená zařízení a příslušenství.
Obsluha si musí přečíst návod k použití a případně bezpečnostní
listy pro použitý spotřební materiál.
4. Tento stroj smí obsluhovat a udržovat pouzekvalifikovaný/vyškolený personál.
5. Stroj musí být vždy používán s ochranou proti stříkající vodě.
6. Stroj musí být umístěn na bezpečném a stabilním stole s
odpovídající pracovní výškou, který je schopen unést stroj adoplňkové příslušenství a spotřební materiál.
7. Obsluha by měla zajistit, aby skutečné napětí odpovídalo napětí
na zadní straně stroje. Stroj musí být uzemněn. Dodržujte místní
předpisy. Před otevřením stroje nebo instalací dalších součástí
vždy vypněte napájení a vytáhněte zástrčku nebo kabel.
8. Připojte pouze ke kohoutku studené vody. Ujistěte se, žepřípojky vody jsou utěsněné a že funguje výstup vody.
9. Struers doporučuje, aby byl hlavní přívod vody vypnutý nebo
odpojený, pokud má být stroj ponechán bez dozoru.
10. Spotřební materiál: používejte pouze spotřební materiál
speciálně vyvinutý pro použití s tímto typem materialografického
stroje.
Spotřební materiál na bázi alkoholu: dodržujte aktuálníbezpečnostní pravidla pro manipulaci, míchání, plnění,vyprazdňování a likvidaci kapalin na bázi alkoholu.
11. Během provozu se vyhýbejte rotujícímu kotouči a unašeči
vzorků. Při ručním broušení nebo leštění dávejte pozor, abyste
se nedotkli brusného kotouče. Nepokoušejte se odebrat vzorek zpřihrádky, když kotouč běží. (Modely bez krytu).
12. Používejte vhodné rukavice k ochraně prstů před abrazivy ahorkými vzorky.
13. Při pohybu směrem dolů se nedotýkejte hlavy unašeče aunašeče vzorků.
14. Při práci na strojích s rotujícími díly je třeba dbát na to, aby
rotující díly nemohly zachytit oděv a/nebo vlasy. Je nutnépoužívat vhodný ochranný oděv.
5

Tegramin-20
Návod k použití

15. Pokud zjistíte závady nebo uslyšíte neobvyklé zvuky, zastavte
stroj a zavolejte technický servis.
16. Před jakýmkoli servisem musí být stroj odpojen od sítě.
Počkejte 5 minut, dokud se nevybije zbytkový potenciál na
kondenzátorech.
17. Nevypínejte napájení častěji než jednou za tři minuty. V důsledku
toho dojde k poškození pohonu.
18. V případě požáru upozorněte kolemjdoucí, hasiče a přerušte
proud. Použijte práškový hasicí přístroj. Nepoužívejte vodu.

Zařízení by mělo být používáno pouze pro zamýšlené použití a jak je podrobně
popsáno v návodu k použití.
Zařízení je navrženo pro použití se spotřebním materiálem dodávaným společností
Struers. Pokud dojde k nesprávnému použití, nesprávné instalaci, úpravě,zanedbání, nehodě nebo nesprávné opravě, společnost Struers nenese žádnou
odpovědnost za poškození uživatele nebo zařízení.
Demontáž jakékoli části zařízení, během jeho servisu nebo oprav, musí vždyprovádět kvalifikovaný technik (elektromechanický, elektronický, mechanický,pneumatický atd.).

6Tegramin-20
Návod k použití

Ikony a typografie
Struers používá níže uvedené ikony a typografické konvence.
Seznam bezpečnostních zpráv použitých v této příručce lze nalézt v
kapitole o Varovných upozorněních v části Referenční příručka tétopříručky.
Informace o potenciálních nebezpečích označených ikonamipřipevněnými ke stroji vždy najdete v návodu k použití.
Ikony a bezpečnostní zprávy

ELEKTRICKÉ NEBEZPEČÍ
označuje elektrické nebezpečí, které, pokud se mu nevyhnete,bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.

NEBEZPEČÍ
označuje nebezpečí s vysokou úrovní rizika, které, pokud se
mu nevyhnete, bude mít za následek smrt nebo vážné
zranění.

VÝSTRAHA
označuje nebezpečí se střední úrovní rizika, které, pokud se
mu nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné
zranění.

UPOZORNĚNÍ
označuje nebezpečí s nízkou úrovní rizika, které, pokud se
mu nevyhnete, může vést k lehkému nebo středně těžkému
zranění.

NEBEZPEČÍ ROZDRCENÍ
označuje nebezpečí rozdrcení, které, pokud se mu nevyhnete,může vést k lehkému, středně těžkému nebo vážnému zranění.

NOUZOVÝ VYPÍNAČ
Obecné zprávyPOZNÁMKA:
naznačuje nebezpečí vzniku škody na majetku nebo nutnost
postupovat se zvláštní opatrností.
NÁPOVĚDA:označuje další informace a tipy.
7

Tegramin-20
Návod k použití

Barva uvnitř loga

„Barva uvnitř“ loga na titulní straně tohoto návodu k obsluze
znamená, že obsahuje barvy, které jsou považovány za užitečné pro
správné pochopení jeho obsahu.
Uživatelé by proto měli tento dokument vytisknout na barevné
tiskárně.

Typografické konvence

Tučné písmo
KurzívaModrý text8Odrážkyoznačuje popisky tlačítek nebo možnosti
nabídky v softwarových programech
označuje názvy produktů, položky v
softwarových programech nebo názvy obrázků
označuje odkaz na jinou sekci nebo webovou
stránkuoznačuje nezbytný pracovní krokTegramin-20
Návod k použití

Uživatelská příručka
Obsah

Strana1. Začínáme

Kontrola obsahu ..............................................................................12
Rozbalení Tegraminu ......................................................................12
Umístění Tegraminu ........................................................................13
Seznámení s Tegraminem ..............................................................14Přední strana Tegraminu........................................................14
Zadní strana Tegraminu .........................................................15
Zásobování vodou ...........................................................................17Připojení k vodě .....................................................................17
Hlavní.....................................................................................17Připojení k odtoku vody ..........................................................17
Nastavení průtoku vody..........................................................18
Připojení recirkulace Chladicí jednotka............................................19Připojení přívodu vody ...........................................................19Připojení odtoku vody .............................................................19Připojení komunikačního kabelu.............................................20
Instalace přepínací klapky ......................................................20Přípojky na stlačený vzduch ............................................................21
Vyprázdnění vodního/olejového filtru......................................21Připojení k .......................................................................................21
externímu odtahu ............................................................................21
Systém ............................................................................................21
Tegramin s krytem .................................................................21
Dodávka energie .............................................................................22
Jednofázové napájení ............................................................22
2fázové napájení ....................................................................22Připojení ke stroji....................................................................22
Montáž dávkovacích modulů ...........................................................23
Namontujte přípravný kotouč...........................................................24
Hluk.................................................................................................24
Hluk při manipulaci (během provozu) .....................................24
Vibrace ............................................................................................25
Vibrace rukojeti (během provozu) ...........................................25

2. Základní operaceČelní panel ......................................................................................26
Ovládací prvky předního panelu .............................................27Čtení displeje .........................................................................28
Manévrování ve struktuře menu .............................................29
Akustické signály....................................................................29
Pohotovostní režim ................................................................29
Nastavení softwaru .........................................................................30Změna jazyka.........................................................................32Úprava číselných hodnot ........................................................34
Editace alfanumerických hodnot.............................................35
Provozní režim ................................................................................36Změna provozního režimu......................................................36
9

Tegramin-20
Návod k použití

Nový přístupový kód ........................................................................37
Konfigurace láhve ...........................................................................38
Nastavení procesu přípravy.............................................................41Výběr režimu přípravy ............................................................41Výběr metody přípravy ...........................................................42
Vytvoření metody přípravy .....................................................43Úprava stávající metody přípravy ...........................................45
Uzamknutí metody přípravy ...................................................47
Odemknutí metody přípravy ...................................................48
Nastavení úrovní dávkování ...................................................48
Spuštění procesu přípravy ..............................................................49
Zastavení procesu...........................................................................49
Funkce odstřeďování ......................................................................49Vložení unašeče vzorků ..................................................................49
Spuštění hlavy unašeče vzorků .......................................................49
Nastavení horizontální polohy unašeče vzorků ...............................50
Umístění vzorků do unašeče vzorků................................................50
Doporučení pro broušení jednotlivých vzorků. .................................51
Ruční příprava.................................................................................52

3. Údržba

Denní servis ....................................................................................53Týdenní servis .................................................................................53Čištění hadiček................................................................................54Čištění hlavy unašeče vzorků ..........................................................55
Kalibrace kapacity čerpadla.............................................................55Úprava doby čištění hadiček ...........................................................57Výměna hadiček..............................................................................58
Nastavení unašeče vzorků ..............................................................60
Resetovat funkce ............................................................................61
Resetovat metody ..................................................................61
Resetovat konfiguraci .............................................................61Ročně .............................................................................................62
Testování bezpečnostních zařízení ........................................62
Kontrola krycích pružin ...........................................................62
Náhradní díly ...................................................................................62

4. Varování ............................................................. 63

Seznam bezpečnostních zpráv v příručce .......................................63

5. Přeprava a skladování ........................................ 65
6. Likvidace............................................................. 66

10

Tegramin-20
Návod k použití

1. Začínáme
Popis zařízení

Tegramin-20 je poloautomatický nebo ruční stroj pro
materialografickou přípravu (broušení/leštění) na přípravných
kotoučích o průměru 200 mm.
Obsluha volí metodu přípravy, brousicí/lešticí povrch a chladicí
kapalinu/brusnou suspenzi, které se automaticky aplikují.
Poloautomatická příprava začíná umístěním vzorků do unašeče
vzorků.
Manuální příprava může být zvolena pro speciální aplikace. Během
přípravy se vzorky drží v ruce.
U poloautomatického procesu udržují přítlačné nožky z hlavyzařízení vzorky na místě.
Obsluha spouští stroj ručně stisknutím spouštěcího tlačítka.
Stroj se automaticky zastaví a obsluha vyčistí vzorky před dalšímpřípravným krokem nebo kontrolou.
Stroj musí být vždy používán s nasazenou ochranou proti stříkajícívodě.
Doporučujeme připojit stroj k odtahovému systému, aby se z
pracovního prostoru odstranily výpary.
U modelů s krytem (je-li vybrána možnost Povolit provoz sotevřeným krytem) se stroj zastaví, pokud je kryt otevřen.
Pokud je aktivováno nouzové zastavení, dojde k přerušení napájení
všech pohyblivých částí.
Tegramin-20 modely:• Bez krytu• S krytem• Tegramin-20 se třemi dávkovacími čerpadly• Tegramin-20 s krytem a třemi dávkovacími čerpadly

11Tegramin-20
Návod k použití

Kontrola obsahu

V balicím boxu byste měli najít následující díly:
1 Tegramin-20
Modely bez krytu: Namontovaná záslepka (viz strana 16)
Modely s krytem: Kryt je namontován
Modely s čerpadly: Jsou nainstalovány dávkovací moduly
1 Kryt proti postříkání
2 Síťové kabely
1 Hadice přívodu vody o průměru 19 mm / ¾". (2 m)
1 Těsnění filtru
1 Redukční kroužek s těsněním ¾" až ½"
1 Hadice pro odtok vody o průměru 40 mm / 1½". (1,5 m)
2 Hadicová svorka
1 Spojovací díl pro stlačený vzduch (1/8" na průměr trubky 6mm)
1 Imbusový klíč s křížovou rukojetí 4 x 150 mm
1 Sada návodu k použití

Rozbalení TegraminuPOZNÁMKA:
Tegramin vždy zvedněte zespodu stroje.
Ke zvednutí Tegraminu 1 z přepravní palety je zapotřebí jeřáb a 2
zvedací popruhy.
 Před zvednutím Tegraminu na místo: Odstraňte šrouby kolem základny bedny a zvedněte celou její
horní část.
 Odstraňte kovové držáky upevňující Tegramin k paletě (kodstranění 8 šroubů, které zajišťují kovové držáky je zapotřebí
4mm imbusový klíč).
 Umístěte dva zvedací popruhy pod Tegramin.

Zde umístěte popruhy.
12

Umístěte popruhy pod Tegramin tak, aby byly na vnější straně
nožiček.
Použijte popruhy, které jsou dostatečně dlouhé, aby nenamáhaly
kryt (použijte popruhy o délce cca 3-3,5 m).

1 Jeřáb a popruhy musí být schváleny na minimálně dvojnásobek hmotnosti
nákladu.

Tegramin-20
Návod k použití



Doporučuje se zvedací tyč, aby byly oba popruhy od sebeodděleny pod zvedacím bodem.

Tegramin s krytem:
Ujistěte se, že jsou zvedacípopruhydrženy v dostatečné vzdálenosti
od horního krytuTegramin bez krytu:

Zvedněte Tegramin na stůl.
Zvedněte přední část Tegraminu a opatrně jej přesuňte na místo
pomocí válečků.

NÁPOVĚDA:Uschovejte balicí bednu, šrouby a držáky pro použití při každé
přepravě/přemístění Tegraminu.
Nepoužití originálního balení a příslušenství může způsobit vážné
poškození stroje a zneplatnit záruku.
Umístění Tegraminu








Stroj musí být umístěn na bezpečném a stabilním stole s
odpovídající pracovní výškou, který je schopen unést u stroje idoplňkové příslušenství a spotřební materiál.
Zkontrolujte, zda Tegramin bezpečně stojí na všech 4 gumových
nožičkách na stole.
Stroj musí být v blízkosti napájecího zdroje, přívodu a odtoku
vody.
Stroj musí být provozován v dobře větrané místnosti nebopřipojen k odtahovému systému.
Odstraňte šroub, který drží transportní pojistku na hřídeli kužele.
Stiskněte černé uvolňovací tlačítko a odstraňte přepravnípojistku.

13

Tegramin-20
Návod k použití

Seznámení s Tegraminem

Seznamte se prosím s umístěním a názvy všech komponent
Tegraminu:
HLAVNÍ VYPÍNAČ
Hlavní vypínač je umístěn na zadní straně stroje.
NOUZOVÉ ZASTAVENÍ se nachází na přední straně stroje.
Nouzové zastavení pro zastavení veškerého pohybu a čerpadel.
Pokud je připojen k vodě z vodovodu, ventil se uzavře.
− Stiskněte červené tlačítko pro aktivaci.
− Pro uvolnění otočte červené tlačítko ve směru hodinových
ručiček.
POZNÁMKA:
Nepoužívejte nouzový vypínač pro provozní zastavení strojeběhem běžného provozu.
PŘED uvolněním (odpojením) nouzového zastavení zjistěte důvod
aktivace nouzového zastavení a proveďte veškerá nezbytná
nápravná opatření.
NÁPOVĚDA:Následující ilustrace znázorňují verze Tegraminu bez krytu.
Instalace verzí Tegraminu s nebo bez krytu/bezpečnostního krytu
bude totožná.

Přední strana Tegraminu

A
B

C
D

E

A
B
C
D
E
14

Seřizovací šroub pro výšku unašeče vzorků
Dávkovací tryska
Tlačítko pro uvolnění držáku/unašeče vzorků
Miska a vložka misky
Ovládací prvek(ky) na předním panelu

Tegramin-20
Návod k použití

Zadní strana Tegraminu
























 Připojení pro přepínací klapku
 Přívod stlačeného vzduchu
 Uvolněte výstupní ventil z vodního/olejového filtru










pro stlačený vzduch
Pojistky
Hlavní vypínač
Hlavní přípojkaPřívod vody (vodovod ¾")
OP modul, proplachovací voda
Odtokové vodní potrubí
Vodní ventil, pro mokré broušeníPřívod vody (z chladicí jednotky)Škrticí klapka, proplachovací voda pro OP

15

Tegramin-20
Návod k použití

Držáky pro dávkovací hadičky(3 řady na zadní straně Tegraminu)
Zásuvka pro připojení krytu
Připojení pro přepínací klapku
Recirkulační chladicí jednotkapřipojení
Nepoužívá se
USB připojení,
pro servisní účely

Kryty

Standardní kryt je k dispozici jako volitelné příslušenství.

Zásuvka pro připojení krytu

Bez krytu

Aby Tegramin fungoval, musí být na místě
zaslepovací zástrčka, pokud neníTegramin vybaven krytem nebo
bezpečnostním krytem.
Slepá zástrčka

S krytem

16

Kryt je připojen do zásuvky

Tegramin-20
Návod k použití

Zásobování vodou

Voda pro mokré broušení je dodávána z vodovodního řadu nebo z
recirkulační chladicí jednotky (návod na další straně).

Připojení k voděHlavní

POZNÁMKA:
Zásobování studenou vodou musí mít tlak v rozmezí 1 - 10 barů(14,5 - 145 psi).
NÁPOVĚDA:U nových instalací vodovodního potrubí nechte před připojením kTegraminu několik minut téci vodu, aby se z potrubí vypláchly
veškeré nečistoty.
Připojení k odtoku vody90° konec přívodní hadice namontujte na přívod vody na zadní
straně Tegraminu (viz Seznámení s Tegraminem):− Vložte těsnění filtru do matice spojky plochou stranou proti
tlakové hadici.
− Pevně utáhněte spojovací matici.
Namontujte rovný konec přívodní hadice na vodovodní kohoutek
pro studenou vodu:− V případě potřeby namontujte redukční kus s těsněním navodovodní kohoutek a matici spojky zcela utáhněte.
Namontujte výstupní hadici na výstupní trubku vody. (Pro snazší
vkládání namažte tukem nebo mýdlem.) K upevnění použijte
hadicovou sponu.
Druhý konec odtokové hadice zaveďte k odtoku vody. Položte
hadici tak, aby se po celé své délce svažovala směrem dolů kodtoku. V případě potřeby hadici zkraťte.

NÁPOVĚDA:Ujistěte se, že odtoková hadice je po celé své délce skloněná
směrem dolů k odtoku a vyvarujte se ostrých ohybů v odtokové
hadici.

17

Tegramin-20
Návod k použití

Nastavení průtoku vodyPrůtok vody lze regulovat pomocí ručního vodního ventilu.
Průtok vody pro proplachování po OP lze nastavit pomocí škrticíklapky.

Škrticí klapka, proplachovací voda
pro OP
Ruční vodní ventil

18

Tegramin-20
Návod k použití

Připojení recirkulace
Chladicí jednotka

Pro zajištění optimálního chlazení může být Tegramin vybaven
recirkulační chladicí jednotkou Struers.
POZNÁMKA:Když připojíte Tegramin jak k vodovodní síti, tak k recirkulačníchladicí jednotce, musíte také nainstalovat přepínací klapku pro
odtok.
Pokud tak neučiníte, může dojít k vyprázdnění nebo přetečení
recirkulační chladicí jednotky.
POZNÁMKA:Před připojením chladicí jednotky k Tegraminu postupujte podle
pokynů v Návodu k použití chladicích jednotek Struers a připravte ji
k použití.

ELEKTRICKÉ NEBEZPEČÍ
•••Připojení přívodu vodyPřipojení odtoku vodyPři instalaci elektrického zařízení vypněte napájení.
Stroj musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí uvedenému natypovém štítku na boku stroje. Nesprávné napětí můžepoškodit elektrický obvod.

 Odstraňte rychlospojku z jednoho
konce hadice dodané s čerpadlem.
 Nasuňte hadicovou sponu na hadici apřipojte ji k zadní části Tegraminu.
Utáhněte hadicovou sponu.
 Připojte rychlospojku na druhém koncipřívodní hadice přímo k výstupučerpadla z chladicí jednotky (A).

 Namontujte hadici na odtok vody na
odtokovou trubku. K upevnění hadicepoužijte hadicovou svorku.
 Zaveďte druhý konec hadice domontážního otvoru v držáku na horníčásti statické filtrační jednotky (B).
Položte hadici tak, aby se po celé své
délce svažovala směrem dolů k odtoku.
V případě potřeby hadici zkraťte.

A

B

19

Tegramin-20
Návod k použití

Připojení komunikačního kabelu Připojte komunikační kabel k ovládacímu panelu Cooli a poté sepřipojte k zásuvce na zadní straně Tegraminu.

Instalace přepínací klapky(Doplňky)







S výstupní hadicí namontovanou na výstupní potrubí vody z
Tegraminu, namontujte druhý konec hadice na potrubí označené
Z Tegraminu na přepínací klapce.
Na trubku označenou Cooli namontujte 1,5 m dlouhou hadici adruhý konec zaveďte k recirkulační chladicí jednotce. K upevnění
použijte hadicovou sponu.
Druhý 1,5 m dlouhý kus hadice nasaďte na trubku označenou
Drain (Odtok) a druhý konec zaveďte do odtoku. K upevnění
použijte hadicovou sponu.
Připojte modrou hadici stlačeného vzduchu k výstupu vzduchu
na Tegraminu a druhý konec nasaďte na přepínací klapku,
označený Connect to Tegramin (Připojení k Tegraminu).
Připojte zástrčku do zásuvky na zadní straně Tegraminu
označeného Shift valve (Přepínací klapka).

POZNÁMKA:
Ujistěte se, že se hadice po celé své délce svažují dolů, od
Tegraminu k přepínací klapce a od přepínací klapky ke Cooli (nebo
odtoku).
Vyhněte se ostrým ohybům hadic. V případě potřeby hadicezkraťte.

20

Tegramin-20
Návod k použití

Přípojky na stlačený vzduch

Spojovací kus

Vyprázdnění vodního/olejového
filtruPro připojení stlačeného vzduchu:
 Spojovací kus namontujte na hadici stlačeného vzduchu azajistěte jej hadicovou svorkou, která je součástí dodávky.
 Hadici přívodu vzduchu připojte k rychlospojce a druhý konec
zasuňte do přívodu stlačeného vzduchu na Tegraminu.
POZNÁMKA:
Tlak vzduchu musí být mezi 6-10 bary (87-145 psi).
Průtok: 3,5-4,0 l/min.
POZNÁMKA:
Tegramin vyžaduje nepřetržitý průtok stlačeného vzduchu přesregulační ventil – slabé syčení neznamená, že dochází k úniku
vzduchu.
Tegramin je vybaven vodním/olejovým filtrem, který odstraňuje
nadměrné množství vody a oleje z přívodu stlačeného vzduchu. Vdůsledku toho je nutné pravidelně vyprazdňovat filtr:Najděte uvolňovací výstupní ventil v zadní části stroje.
Podržte hadřík pod filtrem, abyste zadrželi případnou vytékající
vodu, a stiskněte vypouštěcí ventil.

Uvolněte výstupní ventilPřipojení kexternímu odtahu
SystémTegramin s krytemVÝSTRAHA
Odtahový systém by měl být připojen při použití suspenzí nebo
maziv na bázi alkoholu.
Připojte trubku o průměru 50 mm k vývodu na zadní straně
stroje, na držáku krytu/bezpečnostního krytu a připojte kodtahovému systému.

POZNÁMKA:
Doporučená kapacita pro odtahový systém: 50 m3/hod. / 1,750 ft3/h
při 0 mm vodního sloupce.

21

Tegramin-20
Návod k použití

Dodávka energie

ELEKTRICKÉ NEBEZPEČÍ
•••Při instalaci elektrického zařízení vypněte napájení.
Stroj musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí uvedenému natypovém štítku na boku stroje.
Nesprávné napětí může poškodit elektrický obvod.

Tegramin je dodáván se 2 typy síťových kabelů:Jednofázové napájení

2kolíková (evropská Schuko) zástrčka se používá pro jednofázové
připojení.
Pokud zástrčka dodávaná s tímto kabelem není ve vaší zemi
schválena, musíte zástrčku vyměnit za schválenou zástrčku. Vodičemusí být připojeny následovně:Žlutá/zelenáHnědá:
Modrá:

2fázové napájení

3kolíková zástrčka (severoamerická NEMA) konektor je pro použití
na 2fázových připojeních.
Pokud zástrčka dodávaná s tímto kabelem není ve vaší zemi
schválena, musíte zástrčku vyměnit za schválenou zástrčku. Vodičemusí být připojeny následovně:Zelená:Černá:
Bílá:Připojení ke stroji

Uzemnění
Linka (živá)
Nulák

Země
(uzemnění)Linka (živá)Linka (živá) Připojte napájecí kabel k Tegraminu.
(konektor IEC 320).
 Připojte k napájení.

VÝSTRAHA
Před otevřením zařízení nebo instalací dalších součástí vždyvypněte napájení, vytáhněte zástrčku nebo kabel a počkejte 5
minut.

22

Tegramin-20
Návod k použití

Montáž dávkovacích modulů







Sundejte krycí desky.
Zasuňte dávkovací modul(y) do správné polohy na zadní straně
Tegraminu.
Zajistěte modul(y) pomocí přiložených šroubů.
Připojte krátký kus hadičky s úhlem 90° a průhlednou hadičku kekonektorům na zadní straně Tegraminu.
Odveďte dlouhé hadičky z čerpadel k lahvičkám smazivem/abrazivem a připojte je k trysce na horní straně
lahviček.
Hadičky lze zatlačit na místo v držácích dávkovacích hadiček nazadní straně Tegraminu.

Při práci s produkty na bázi alkoholu musí být hadičky nahrazenysilikonovými hadičkami dodávanými s DP dávkovacím modulem.
Podrobnosti naleznete v části Výměna hadic.

NÁPOVĚDA:Obrázek výše ukazuje dávkovací moduly a hadice namontované do
Tegraminu-30.

23

Tegramin-20
Návod k použití

Dávkování OP
OP konektor
proplachovací vody
KrytkaPři montáži modulu s čerpadlem OP:
 Zatlačte konektorový kotouč dovnitř a sejměte modrý uzávěr z
OP konektoru proplachovací vody.
 Vyveďte hadičku od čerpadla OP (čerpadlo č. 7 na obrázku),
zatlačte konektorový kotouč dovnitř a vložte hadičku do
konektoru.

NÁPOVĚDA:Hadičky ze 2 dávkovacích modulů DP jsou očíslovány 1/3 nebo
2/4. V závislosti na poloze, ve které jsou dávkovací moduly
umístěny, odstraňte čísla, která se neshodují, na obou koncích
hadičky.

Namontujte přípravný
kotouč

POZNÁMKA:
Ujistěte se, že kužel přípravného kotouče a protikus na Tegraminu
jsou čisté.
Ujistěte se, že vložka misky je čistá a správně umístěná.
Přípravný kotouč opatrně nasaďte na Tegramin.
Kuželový kotouč opatrně nasaďte na unášecí čep a pomalu jím
otáčejte, dokud bezpečně nezapadne.

HlukRůzné materiály mají různé hlukové vlastnosti. Hodnotu hladiny
akustického tlaku vyhledejte v části Technické údaje.

Hluk při manipulaci (během
provozu)Snížení síly, kterou je vzorek přitlačován k přípravné ploše, můžesnížit hluk.
Doba zpracování se může prodloužit.

UPOZORNĚNÍ
Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může způsobit trvalé
poškození sluchu,
Pokud vystavení hluku překračuje úrovně stanovené místnímipředpisy, používejte ochranu sluchu.

24Tegramin-20
Návod k použití

Vibrace

Celkové vystavení ruky a paže vibracím najdete v Technických
údajích.

Vibrace rukojeti (během provozu)

Ruční příprava může způsobit vibrace v ruce a paži. Proveďte
opatření ke snížení vibrací snížením tlaku nebo použijte rukavicesnižující vibrace.

UPOZORNĚNÍ
Riziko vibrací ruky a ramene během ruční přípravy.
Dlouhodobá expozice vibracím může způsobit diskomfort,
poškození kloubů nebo dokonce neurologické poškození.

25

Tegramin-20
Návod k použití

2. Základní operaceČelní panel

26

Tegramin-20
Návod k použití

Ovládací prvky předního panelu
Klíč
FUNKCEKLÍČOTÁČENÍKOTOUČE

MAZIVO

F1-F4



ESC

Ovládací prvky pro různé účely.
Podívejte se do spodního řádku
jednotlivých obrazovek.

Spustí otáčení kotouče.
VODA









SPUSTIT/ZVEDNOUT

START

Funkce

Aktivní pouze při instalaci
dávkovacích jednotek.
Ruční ovládání – stiskněte
tlačítko pro aplikaci maziva zlahvičky dávkovače.

Při přípravě jednotlivých vzorků
nebo při nastavování poloh
unašeče vzorků spustí a zvedne
hlavu unašeče vzorků.













Ruční ovládání - tlačítko pro
nanášení vody (aplikuje vodu,když neprobíhá žádný proces).
Dalším stisknutím tlačítka
zastavíte nanášení vody (vodase automaticky vypne po 5
minutách.) 2
Aktivní pouze při instalaci
dávkovacích jednotek.
Ruční ovládání – stiskněte
tlačítko pro aplikaci diamantové
suspenze z lahvičky s
dá k
č



OTÁČET

STOP

Vrátí se do hlavní nabídky nebo
zruší funkce/změny.

FunkceOtáčí unašeč vzorků.

Spustí proces přípravy.



Esc

BRUSNÝ
MATERIÁL

Klíč

Otočit/stiskno
ut tlačítko



Zastaví proces přípravy.

↵Používá se pro zadávání azměnu kroků a parametrů.
Kombinace kurzoru a klávesy
Enter.
Umožňuje aktivovat vybrané
hodnoty parametrů pro editaci.
Uloží upravené hodnoty
parametrů.
Přepíná, když jsou k dispozici
pouze 2 možnosti.

2 Pokud je připojen k recirkulační jednotce, bude použita recirkulační voda.

27

Tegramin-20
Návod k použití

Čtení displeje

Displej na předním panelu poskytuje různé úrovně stavových
informací. Například, když je stroj zapnutý pomocí hlavního vypínače
umístěného vzadu na pravé straně stroje, displej vás informuje ofyzické konfiguraci Tegraminu a verzi softwaru, který jenainstalovaný:Při ovládání Tegraminu je tento displej uživatelským rozhraním ksoftwaru Tegraminu.

28

Tegramin-20
Návod k použití

Displej je primárně rozdělen do 2 oblastí. Umístění těchto oblastí ainformace, které obsahují, jsou vysvětleny na obrázku níže, který
jako příklad používá menu Možnosti:
A

B

A

Nadpis: Toto je navigační pomůcka, která vám řekne, kde se v
hierarchii softwaru nacházíte.
Informační pole: budou to buď číselné hodnoty, nebo textová
pole, poskytující informace související s procesem uvedeným v
záhlaví. Obrácený text ukazuje pozici kurzoru.

B

Manévrování ve struktuře menu

Pro výběr položek v menu:

Otáčením tlačítka vyberte nabídku, skupinu metod nebo
parametr.

Stisknutím tlačítka otevřete nebo aktivujte výběr.



Esc Stisknutím Esc se vrátíte do hlavního menu.
Akustické signályKdyž stisknete klávesu, krátké pípnutí znamená, že příkaz byl přijat,
zatímco dlouhé pípnutí znamená, že klávesu nelze momentálně
aktivovat.
„Krátký“ zvuk lze zapnout nebo vypnout v části Konfigurace podMožnosti.

Pohotovostní režim

Aby se prodloužila životnost displeje, podsvícení se automaticky
ztlumí, pokud se stroj nepoužívá po dobu 10 minut.
 Otočením/zmáčknutím tlačítka znovu aktivujte podsvícení.

29

Tegramin-20
Návod k použití

Nastavení softwaru

Při prvním zapnutí Tegraminu se objeví obrazovka Vyberte jazyk(pokud chcete změnit jazyk později, přečtěte si "Změna jazyka").



Otočením tlačítka vyberte požadovaný jazyk.
Stisknutím tlačítka přijměte jazyk.
Nyní budete vyzváni k nastavení času.



Otočte tlačítkem pro výběr a upravte nastavení.


Stisknutím tlačítka přijměte nastavení.
Nyní budete vyzváni k nastavení data.


Otočte tlačítkem pro výběr a upravte nastavení.


Stisknutím tlačítka přijměte nastavení.




30

Když je nastaven čas a datum, otočte tlačítkem a zvolteUložit a ukončit.
Stiskněte tlačítko Uložit a ukončit (Uložte nastavení a vraťte
se do hlavního menu).
Hlavní menu se nyní zobrazí ve vámi zvoleném jazyce.

Tegramin-20
Návod k použití

Během normálního provozu, ihned po spuštění, kdy je zobrazenaúvodní obrazovka, software přejde na obrazovku, která bylapoužívána před vypnutím stroje. Můžete tak pokračovat přesně tam,kde jste skončili při posledním použití stroje.
Pro přechod do hlavní nabídky použijte klávesu Esc. Hlavní menu je
nejvyšší úrovní ve struktuře nabídky. Z tohoto menu můžete vstoupit
do všech ostatních menu.

31Tegramin-20
Návod k použití

Změna jazyka



Otočením tlačítka vyberte Konfigurace.








Stisknutím tlačítka aktivujte Menu Konfigurace.
Otočením tlačítka vyberte Možnosti.









Stisknutím tlačítka aktivujte nabídku Možnosti.



Otočením tlačítka vyberte Jazyk.







Stisknutím tlačítka aktivujte pop-up menu
Vyberte jazyk.



Otočením tlačítka vyberte požadovaný jazyk.




32

Tegramin-20
Návod k použití






Stisknutím tlačítka přijměte jazyk.
Menu Konfigurace se nyní zobrazí ve zvoleném jazyce.
Zkontrolujte, zda v nabídce Možnosti nejsou nějaká další
nastavení, která je třeba změnit. Pokud ne, stiskněte ESC
pro návrat do nabídky Konfigurace.
V opačném případě použijte otočné/přítlačné tlačítko provýběr a změnu požadovaných parametrů.

33

Tegramin-20
Návod k použití

Úprava číselných hodnot

Otočením tlačítka vyberte hodnotu, kterou chcete změnit, např. Jas displeje:












Stisknutím tlačítka upravte hodnotu.
Kolem hodnoty se zobrazí rolovací pole.

 Poznámka:Pokud jsou k dispozici pouze dvě možnosti, vyskakovací
okno se nezobrazí. Stisknutím tlačítka (Enter) můžete
přepínat mezi 2 možnostmi.



Otáčejte tlačítkem pro zvýšení nebo snížení číselné hodnoty (nebo pro přepínání mezi těmito dvěma
ž
t i)






34

Stisknutím tlačítka přijměte novou hodnotu. (Stisknutím
Esc přerušíte změny a zachováte původní hodnotu.)

Tegramin-20
Návod k použití

Editace alfanumerických hodnot

Otočením tlačítka vyberte textovou hodnotu, kterou chcete změnit, např. Zvuk klávesnice:









 Stisknutím tlačítka přepínáte mezi 2 možnostmi.
Poznámka:
Pokud jsou k dispozici více než dvě možnosti, zobrazí sevyskakovací okno. Otočením tlačítka vyberte správnou
možnost.








Stiskněte Esc pro přijetí volby a návrat do předchozí
nabídky
Nebo otáčením tlačítka vyberte a upravte další možnosti v
menu.

35

Tegramin-20
Návod k použití

Provozní režim

V provozním režimu lze nastavit 3 různé uživatelské úrovně.
Výroba:Vývoj:
Konfigurace:Změna provozního režimu

Metody lze vybrat a prohlížet, ale nenímožné je upravovat.
Metody lze vybírat, prohlížet a upravovat
Metody lze vybírat, prohlížet a upravovat
a láhve lze konfigurovat.

Chcete-li změnit provozní režim, přejděte do nabídky Konfigurace a
poté do nabídky Možnosti. Výběrem položky Provozní režim
získáte přístup do menu Provozní režim.








Stisknutím tlačítka vyberte přístupový kód.

Použijte klávesy  a  tlačítko pro zadání aktuálníhopřístupového kódu (Výchozí přístupový kód je ‘2750’.):− Pomocí kláves  a  vyberte číslice (pohyb doleva,
pohyb doprava).
− Otočením tlačítka změňte číslice a stisknutím ovladače
zadejte přístupový kód.









36

Otočením tlačítka vyberte Konfigurace.

Tegramin-20
Návod k použití

Nový přístupový kód

Vyberte požadovaný provozní režim a potvrďte stisknutím
tlačítka.

Nový přístupový kód lze také vybrat z menu provozního režimu.
NÁPOVĚDA:Když je nastaven přístupový kód, obsluha má 5 pokusů k zadání
správného přístupového kódu, po kterých bude Tegraminuzamčen.
Restartujte Tegramin pomocí hlavního vypínače a poté zadejte
správný přístupový kód.
POZNÁMKA:
Nezapomeňte si nový přístupový kód poznamenat, protože bez nějjiž nelze změnit nastavení.

37

Tegramin-20
Návod k použití

Konfigurace láhvePřed zahájením přípravy je třeba nakonfigurovat lahvičky sesuspenzemi a mazivy.


Otočením tlačítka vyberte Konfigurace.
 Stisknutím tlačítka aktivujte Menu Konfigurace.

 Otočením tlačítka vyberte Konfigurace lahve.





V závislosti na počtu instalovaných čerpadlových modulů ačerpadel je zobrazeno 1 až 7 možností konfigurace.
Pokud je nainstalováno čerpadlo pro suspenzi OP, je tovždy zobrazeno na pozici 7.

Otočením tlačítka vyberte první lahev.


Stiskněte tlačítko pro přepínání mezi Suspenze, mazivo
 nebo nic (pokud není připojena žádná dávkovací lahev).
Pokud je k čerpadlu 1 připojena láhev s diamantovou
suspenzí, zvolte Suspenze.






38

Tegramin-20
Návod k použití



Otočením tlačítka vyberte Typ.
Stiskněte tlačítko pro zobrazení menu Vyberte typsuspenze.








Vyberte správný typ a velikost zrna suspenze, kteroupoužíváte.

 Stisknutím tlačítka uložíte výběr.
 Otočením tlačítka vyberte Zbývající.
 Stiskněte tlačítko a objeví se vyskakovací okno.




39

Tegramin-20
Návod k použití








Otočením tlačítka vyberte přibližný objem, který je v lahvi,
a stisknutím tlačítka tuto hodnotu uložte.
(Tato funkce vyžaduje, aby parametr: Měření hladiny v
lahvích v nabídce Možnosti pod Konfigurace byl nastaven
na Ano)Množství každé suspenze nebo maziva použitého v
následujících přípravcích je automaticky odečteno odzbývajícího objemu v každé z lahví a zobrazí se zpráva,když je zbývající objem příliš nízký.
Opakujte tento postup pro všechna následujícíčerpadla/lahve, dokud nejsou všechny láhve správně
nakonfigurovány.






Esc

40

Stiskněte Esc, dokud se nezobrazí hlavní nabídka.
Tegramin je nyní připraven nastavit proces přípravy.

Tegramin-20
Návod k použití

Nastavení procesu přípravyVýběr režimu přípravyNÁPOVĚDA:Informace o výběru správných parametrů přípravy a spotřebního
materiálu naleznete v části Jak vybrat metodu přípravy na
webových stránkách Struers Knowledge.
Lze zvolit dva různé režimy přípravy••

Vzorky jsou připraveny jako jednotlivé vzorky
Vzorky lze připravit ručně

Otáčením tlačítka vyberte vhodný režim přípravy a stisknutím tlačítka
aktivujte výběr.
První obrazovka zobrazuje skupiny metod. Na novém stroji jsou
zobrazeny pouze Struers Metalog Guide Methods (návod kmetalografickým metodám Struers) a New Group (nová skupina).

Metody lze organizovat do uživatelsky definovaných skupin, cožusnadňuje nalezení požadované metody přípravy. Lze vytvořit až 10
skupin.
Každá skupina může obsahovat až 20 různých metod přípravy.
Každá metoda může mít až 10 kroků.

41

Tegramin-20
Návod k použití

Výběr metody přípravy

Otočením tlačítka vyberte metody přípravy.



Stisknutím tlačítka otevřete skupinové zobrazení.








Otočením tlačítka vyberte skupinu metod.


Stisknutím tlačítka otevřete zobrazení metody.











Otočením tlačítka vyberte metodu.


Stisknutím tlačítka otevřete zobrazení kroků.



42



Tegramin-20
Návod k použití

Vytvoření metody přípravy

Všechny parametry lze změnit pro optimalizaci metody přípravy.


Pomocí tlačítka vyberte Novou metodu.










Stisknutím tlačítka otevřete krok a zobrazíte přehledparametrů.











43

Tegramin-20
Návod k použití

Výchozí nastavení pro typický proces přípravy jsou již vybrána,
např.:
Krok č. 1 je navržen jako krok rovinného broušení.
Krok č. 2 je navržen jako krok jemného broušení.
Krok č. 3 je navržen jako krok leštění.
Změňte nastavení pro optimalizaci metody přípravy.
Pomocí tlačítka vyberte parametr, který chcete upravit,
 např. Síla.


Pomocí tlačítka upravte parametr/hodnotu a stisknutím
tlačítka potvrďte novou hodnotu. (Stisknutím Esc přerušítezměny a zachováte původní hodnotu.)









Hvězdičky * vedle názvu metody znamenají, že byla
provedena změna.

Po úpravě kroku,

F3 Stiskněte F3 Nový krok a zobrazí se krok 2 – Krok č. 2.
44

Tegramin-20
Návod k použití

POZNÁMKA
F3 Nový krok je dostupný pouze po alespoň jedné úpravě
aktuálního kroku přípravy.
Po správném vytvoření a úpravě všech nezbytných přípravných
kroků by měla být metoda uložena.
Stiskněte F4 Uložit a zobrazí se vyskakovací okno.

F4Výběrem možnosti Uložit metodu uložíte metodu s aktuálním
názvem a aktuální skupinou metod.
NEBO vyberte Uložit metodu jako a zadejte skupinu Nová metoda anázev nové metody.
Krok za krokem lze vytvořit celou metodu přípravy. Jednoduššímzpůsobem by však byla úprava stávající metody přípravy.
K úpravě lze použít všechny existující metody přípravy, včetně
metod „Metalog Guide“.
Úprava stávající metody přípravy

Vyberte metodu přípravy, kterou chcete upravit, projděte si různé
kroky přípravy a proveďte potřebné úpravy. Poté stiskněte F4 Uložit
a vyberte Uložit metodu jako, chcete-li metodu uložit pod jiným
názvem a v případě potřeby do jiné skupiny.

45

Tegramin-20
Návod k použití

46

Tegramin-20
Návod k použití

Uzamknutí metody přípravy

Aby se předešlo náhodným změnám nebo smazání metody přípravy,lze metodu uzamknout.


Na obrazovce Zobrazení metody vyberte metodu, kterou
chcete uzamknout, např. metodu 01.
Stiskněte F1 Změnit stav











Stisknutím tlačítka metodu uzamknete.








Symbol zámku před názvem metody nyní změnil stav a ukazuje
zamčenou metodu. Tuto metodu lze ještě upravit, ale při ukládání
jakýchkoli změn je možné pouze zvolit Uložit metodu jako.
47

Tegramin-20
Návod k použití

Odemknutí metody přípravy

Chcete-li metodu odemknout, opakujte výše uvedený postup.

Nastavení úrovní dávkováníKdyž se v kroku přípravy používají suspenze a/nebo maziva, nejprve
se zvolí typ suspenze nebo maziva a poté se zvolí úroveň
dávkování.
Po "Úroveň:" lze nastavit dvě hodnoty, např. 1 / 5
První hodnota [1] je úroveň před dávkováním, množství suspenzenebo smáčedla naneseného na povrch před zahájením vlastního
kroku. To se používá k zajištění smáčeného povrchu, aby sezabránilo jakémukoli poškození, ke kterému by mohlo dojít, pokud by
vzorky byly připravovány na suchém povrchu.
V závislosti na četnosti používání a typu povrchu by měly být
nastaveny různé hodnoty. Pro často používané povrchy lze použít
nižší hodnotu než pro povrchy používané pouze jednou za čas.
Druhá hodnota [5] je úroveň dávkování udržovaná po celou dobupřípravy. Toto se nastavuje podle typu povrchu: měkké lešticí utěrky
vyžadují více maziva než tvrdé ploché lešticí utěrky nebo jemné
brusné kotouče. Jemné brusné kotouče vyžadují nižší úroveň
dávkování brusného materiálu než lešticí hadříky.
Změňtepřírůstek

Nastavení proMožnostPředběžné
dávkováníDávkováníÚroveň
dávkování0 – 100 – 20

např.

48

1

Tegramin-20
Návod k použití

Spuštění procesupřípravyPOZNÁMKA:
Obsluha se musí před použitím Tegraminu seznámit s
bezpečnostními opatřeními uvedenými v bezpečnostním listu.

Tegramin bez krytu

Jakmile vyberete požadovanou metodu,
 stiskněte Start  pro zahájení přípravy.

VÝSTRAHA••

Nepokoušejte se odebrat vzorek z přihrádky, když kotouč běží.
Zatímco se kotouč otáčí, zajistěte, aby byly vaše ruce v
dostatečné vzdálenosti od jeho hrany a mimo mísu.

Tegramin s krytem

Jakmile vyberete požadovanou metodu,
 Zavřete kryt.
 stiskněte Start  pro zahájení přípravy.

Zastavení procesu

Proces se automaticky zastaví po uplynutí nastavené doby přípravy.
 Chcete-li zastavit proces před uplynutím nastavené dobypřípravy, stiskněte .

Funkce odstřeďování

Vestavěnou funkci odstřeďování lze použít k odstranění vody z MDbrusného kotouče nebo SiC-papíru před jeho vyjmutím nebo kvysušení přípravného kotouče nebo lešticího hadříku MD-Chem.
Vložení unašeče vzorků

Tegramin může být provozován s unašeči pro jednotlivé vzorky.






Spuštění hlavy unašeče vzorků

Stisknutím a podržením tlačítka Kotouč  zahájíte funkciodstředění.
Uvolněte klávesu Kotouč pro zastavení funkce odstřeďování.

Stiskněte tlačítko Zvýšit/Snížitt , abyste se ujistili, že je hlava
zcela zvednutá.
Povolte imbusový šroub na hlavě unašeče pomocí 4mm
imbusového klíče.
Vložte unašeč vzorků a otáčejte s ním, dokud nebudou oba
kolíky zarovnány, a poté unašeč zatlačte nahoru.
Upevněte šroub a ujistěte se, že je unašeč vzorků bezpečně
upevněn.
Sundejte ruku z unašeče vzorků.

49

Tegramin-20
Návod k použití

 Stisknutím tlačítka Raise/Lower (zvednutí/spuštění) spusťte
hlavu unašeče vzorků do polohy pro přípravu.
Prostor mezi přípravným kotoučem a unašečem vzorků by měl býtasi 2 mm.
Nastavení vzdálenosti naleznete v kapitole: Nastavení výšky
unašeče vzorků.

VÝSTRAHAPři spouštění mějte ruce mimo unašeč vzorků.

Nastavení horizontální polohy
unašeče vzorků

ŠroubPro nastavení vodorovné polohy unašeče vzorků nad přípravným
kotoučem: Povolte šroub na hlavě unašeče pomocí 4mm imbusového klíče.
 Posunutím hlavy unašeče doleva nebo doprava upravte
vodorovnou polohu.
 Utáhněte šroub a ujistěte se, že je hlava unašeče vzorků pevně
fixována.
Unašeč vzorků by měl být umístěn tak, aby vzorek mohl přebíhat 3 –4 mm přes okraj přípravného kotouče.

Umístění vzorků do unašeče
vzorků




Umístěte vzorky do otvorů dopředu.
Otočte unašeč vzorků o 120° stisknutím tlačítka Rotate (otáčet)na ovládacím panelu.
Opakujte, dokud nejsou všechny vzorky umístěny / otvorypoužity.

POZNÁMKA:Výška vzorku by měla být mezi 8 – 35 mm a neměla by přesáhnout
0,7 x průměr vzorku.
Příklad: Vzorek o průměru 30 mm by neměl být větší než 30 x 0,7= 21 mm.

50

Tegramin-20
Návod k použití

Doporučení pro broušení
jednotlivých vzorků.

Nepoužívejte rovinné broušení s hrubými abrazivy při přípravě
jednotlivých vzorků. Obvykle to není nutné a použití hrubého brusivamůže mít za následek odtržení vzorku od roviny.
Pokud je z jakéhokoli důvodu nutné brousit hrubým brusivem, lzerovinnost zlepšit pomocí následujících doporučení:• Použijte co nejmenší zrnitost (pamatujte na to, že se tím
prodlouží celková doba přípravy).
• Použijte zalévací pryskyřici s odolností proti opotřebenípodobnou odolnosti proti opotřebení vzorků.
• Použijte 150 ot./min. pro brusný kotouč i pro unašeč vzorků.
(Při používání nižších rychlostí snižte rychlost jak na kotouči, takna unašeči vzorků).
• Použijte společné otáčení.
(jak kotouč, tak hlava unašeče vzorků se otáčejí stejným
směrem).
• Použijte malou sílu.
• Umístěte hlavu unašeče vzorků Tegraminu tak, aby vzorkynepřecházely přes střed přípravného kotouče.
• Sklopte unašeč vzorků co nejvíce, aniž byste se dotkli přípravné
plochy51

Tegramin-20
Návod k použití

Ruční přípravaVÝSTRAHA•••••Při ručním broušení dávejte pozor, abyste se nedotkli brusné
plochy.
Používejte rukavice na ochranu prstů před abrazivními látkami
a horkými vzorky.
Používejte ochranné brýle, pokud je to požadováno v SDS sespotřebním materiálem.
Nepokoušejte se odebrat vzorek z přihrádky, když kotouč běží.
Zatímco se kotouč otáčí, zajistěte, aby ruce byly v dostatečné
vzdálenosti od jeho hrany a mimo mísu.

Z hlavní nabídky vyberte Ruční příprava.



Nastavte jednotlivé parametry přípravy a použitý spotřební
materiál.
Stiskněte START .
Kotouč se začne otáčet přednastavenou rychlostí a začne
dávkování.



Kotouč a dávkování se automaticky zastaví, jakmile uplynepřednastavený čas.
 Chcete-li zastavit disk i dávkování před uplynutím času, stiskněte
Stop .

52

Tegramin-20
Návod k použití

3. Údržba
Pro dosažení maximální provozuschopnosti a provozní životnosti
stroje je nutná řádná údržba. Údržba je také důležitá pro zajištění
trvalého bezpečného provozu vašeho stroje.
Postupy údržby popsané v této části musí provádět kvalifikované
nebo poučené osoby.
Denní servis



Všechny přístupné povrchy čistěte měkkým vlhkým hadříkem.
Vyčistěte misku vodou.

POZNÁMKA:
Nepoužívejte suchý hadřík, protože povrchy nejsou odolné proti
poškrábání.
Mastnotu a olej lze odstranit etanolem nebo isopropanolem.
POZNÁMKA:
Nikdy nepoužívejte aceton, benzol nebo podobná rozpouštědla.
Týdenní servis









Lakované povrchy a ovládací panel čistěte měkkým vlhkým
hadříkem a běžnými domácími čisticími prostředky.
Pro náročné čištění použijte čistič Struers (kat. č. 49900027).
Odstraňte přípravný kotouč a vložku misky.
Odstraňte všechny nečistoty z odtokové trubky.
Vyčistěte (nebo zlikvidujte) vložku misky a vložte čistou (nebonovou).
Vložte přípravný kotouč zpět na místo.
Vyčistěte přítlačné nožky, které na vozky působí silou (vybertenabídku Údržba a Čištění hlavy unašeče vzorků).
Stisknutím vypouštěcího ventilu vypustíte vodní/olejový filtr (vizčást oVyprázdnění vodního/olejového filtru).

POZNÁMKA:
Ujistěte se, že čisticí voda není odváděna do recirkulační jednotky(pokud existuje).
Tegramin s krytem



Kryt čistěte měkkým vlhkým hadříkem a běžným domácím
antistatickým čisticím prostředkem na okna.

53

Tegramin-20
Návod k použití

Čištění hadiček

Hadičky čistěte jednou týdně nebo pokaždé, když se vymění nebopřemístí láhve, čímž se zabrání tomu, aby smáčedlo/suspenze
ponechané v trubkách zasahovaly do postupů přípravy.
Pro čištění hadiček: Přejděte do nabídky Údržba a vyberte Čištění hadiček a poté
postupujte podle pokynů na obrazovce.






54

Stisknutím klávesy F4 vyberete všechny hadičky, které bylypoužity.
Chcete-li vybrat nebo zrušit výběr jedné hadičky, přesuňte kurzor
na příslušnou hadičku a stiskněte Enter.
Pokud byla vybrána jedna nebo více hadiček, stiskněte klávesu
F1 a spusťte proces čištění.
Dokončete operaci podle pokynů na obrazovce.

Tegramin-20
Návod k použití

Čištění hlavy unašeče vzorků

Tegramin je vybaven funkcí, která vám umožňuje čistit nožky
působící silou na vzorky.
Pro aktivaci těchto funkcí:Přejděte do nabídky Údržba a vyberte Čištění hlavy unašeče
vzorků.

Pro aktivaci funkce stiskněte F1.
− Stisknutím F1 spusťte nožky - písty lze nyní vyčistit nebo
namazat.

POZNÁMKA:
Nikdy se nepokoušejte vynutit některý z pohybů silou.
Pokud se součásti nepohybují tak, jak by měly, kontaktujte servis
Struers.
Kalibrace kapacity čerpadlaMnožství tekutiny dodané na přípravný povrch se může v průběhu
času měnit. Aby bylo možné udržovat konstantní úroveň dávkování,lze každé čerpadlo individuálně kalibrovat.
Pro nejvyšší přesnost doporučujeme kalibrovat kapacitu čerpadlakaždé 3 měsíce a také při každé výměně hadic.
Pro kalibraci čerpadel: Přejděte do nabídky Údržba, vyberte Kalibrace a nastavení apoté vyberte: Kalibrace kapacity čerpadla.

55

Tegramin-20
Návod k použití









Přesunutím kurzoru do příslušné pozice vyberte čerpadlo, které
chcete kalibrovat.
Vyměňte lahvičku se suspenzí nebo mazivem za nádobu s
vodou a stiskněte F1 pro spuštění čerpadla.
Když je voda vycházející z trysky čistá (průhledná), zastavtečerpadlo opětovným stisknutím F1.
Vezměte prázdný odměrný válec a umístěte jej pod dávkovací
trysku. (Pro nejvyšší přesnost zvažte odměrný válec).
Opětovným stisknutím F1 spustíte proces kalibrace. Čerpadlopoběží přesně 60 sekund.
Po zastavení čerpadla změřte objem vody v nádobě (nebo znovuzvažte odměrný válec).
Zadejte změřené množství vody a potvrďte novou hodnotuvýběrem možnosti Uložit a ukončit.

Na základě nové kalibrační hodnoty nyní Tegramin přepočítá úrovně
dávkování, aby byla zajištěna co nejvyšší přesnost.


56

Opakujte postup pro další lahve.

Tegramin-20
Návod k použití

Úprava doby čištění hadiček

Tegramin je také vybaven funkcí pro specifikaci doby potřebné kvyčištění celé délky hadičky. Tyto hodnoty se také používají přidoplňování hadičky se suspenzí nebo mazivem po vyčištění hadičky.
Proto lze časy čištění upravit, např. pokud byly hadičky zkráceny po
instalaci dávkovacích jednotek.
Chcete-li upravit dobu čištění hadiček: Přejděte do nabídky Údržba, vyberte Kalibrace a nastavení apoté vyberte: Nastavení doby čištění hadiček.

Čas od prázdné do naplněné
hadičkyČerpadla 1-6

Prodlužte čas, pokud:Zkraťte čas, pokud:Čerpadlo 7

Prodlužte čas, pokud:Zkraťte čas, pokud:

Diamantové suspenze nebo maziva se
nedostanou do dávkovacích trysek poprocesu čištění před zahájením krokupřípravy.
Diamantová suspenze nebo mazivo se
dávkuje před zahájením předběžného
dávkování
OP suspenze se nedostane do dávkovacíchtrysek po procesu čištění před zahájením
kroku přípravy.
před zahájením předběžného dávkování senadávkuje příliš mnoho OP suspenze

Doba čištění

Dobu čištění lze nastavit pro všechny hadičky. Doba čištění udává
dobu, po kterou bude čerpadlo běžet během čisticího cyklu. Tuto
hodnotu lze změnit v závislosti na osobních preferencích.

Čas od T-potrubí k trysce (pouzečerpadlo 7)

Lze nastavit i čas od T-potrubí, kde se doplňuje voda na
proplachování, do trysky.

57Tegramin-20
Návod k použití

Výměna hadiček

Při práci s produkty na bázi alkoholu hadičky namontované včerpadlech dodávaných s Tegraminem časem ztvrdnou. Proto je kdávkovacím modulům Tegramin dodáván kus silikonové hadičky,
protože silikon má lepší odolnost proti alkoholu.
Výměna hadičky za silikonovou:
 Oddělte hadičky dávkovače u bílé spojky (spojka by měla zůstat
na hadičce připojené k Tegraminu).
 Odpojte druhý konec hadičky od Tegraminu .







Stiskněte dva výstupky na základně čerpadla  a vyjměte
čerpadlo z hřídele.
Stiskněte dva výstupky na čerpadle  a sejměte spodní kryt.

58

Tegramin-20
Návod k použití



Odstraňte 3 válečky.

Vyjměte hadičku a přendejte bílé svorky a konektor do nové
silikonové hadičky. Pamatujte, že obě svorky musí být od sebeve stejné vzdálenosti jako na původní hadičce.

Nasaďte novou hadičku do pouzdra a pevně ji zatlačte na místo.
Do skříně čerpadla zatlačte 3 válečky.

Namontujte zpět dolní kryt.
Zatlačte čerpadlo zpět na hřídel a poté znovu připojte hadičky
Zkontrolujte, zda jsou hadičky správně připojeny, aby bylakapalina čerpána do dávkovacích trysek.

59Tegramin-20
Návod k použití

Nastavení unašeče vzorků

Tegramin je vybaven mechanismem pro nastavení vzdálenosti mezi
unašečem vzorků a přípravným kotoučem.
Pro snadný přístup k seřizovacímu šroubu umístěte hlavu unašeče
doprava (seřizovací šroub dozadu).

Tegramin-20 shora

Pro nastavení vzdálenosti Přejděte do nabídky Údržba, vyberte Kalibrace a nastavení apoté vyberte: Upravte výšku unašeče vzorků a postupujte podle
pokynů na obrazovce.


60

Otočením imbusového klíče ve směru hodinových ručiček
mezeru zvětšíte.
Pro zmenšení mezery otočte imbusovým klíčem proti směru
hodinových ručiček.

Tegramin-20
Návod k použití

Resetovat funkceMůže být nutné resetovat některé funkce na tovární nastavení
pomocí nabídky Resetovat funkce.
Například při výměně dávkovacích modulů, které mají jinou
konfiguraci čerpadla (např. montáž dávkovacího modulu s
1 DP čerpadlem místo 2 DP dávkovacího modulu).
Postup resetování metod nebo konfigurace: Přejděte do nabídky Údržba a vyberte: Resetovat funkce.

Resetovat metodyPři výběru Resetovat metody jsou možné 2 možnosti:
Resetovat metody v jedné skupině aresetovat metody ve všech skupinách.

POZNÁMKA:Když jsou metody přípravy resetovány v jedné skupině nebo vevšech skupinách, jsou vymazány a nelze je znovu nastavit.
Resetovat konfiguraciVýběrem možnosti Resetovat konfiguraci vrátíte všechny
konfigurační parametry zpět do výchozího nastavení.
Vypněte Tegramin, znovu jej zapněte a znovu nakonfigurujte
nastavení.

NÁPOVĚDA:Před provedením resetování konfigurace je vhodné poznamenat si
svá vlastní přizpůsobená nastavení pod Možnosti nebo
Konfigurace láhve.

61

Tegramin-20
Návod k použití

Ročně
Testování bezpečnostníchzařízení Stiskněte START .
Stroj začne pracovat.
 Stiskněte nouzový vypínač.
Pokud se operace nezastaví, stiskněte tlačítko Stop  akontaktujte servis Struers.
 Aktivujte nouzové zastavení.
 Stiskněte START .
Pokud se stroj spustí, stiskněte STOP a kontaktujte servis
Struers.

Kontrola krycích pružin

Funkce otvírání a zavírání krytu je posílena dvěma pružinami.
 Zkontrolujte, zda jsou pružiny neporušené a bez koroze.
 Zavřete kryt a ověřte, zda je pohyb směrem dolů tlumen.
Pokud kryt není tlumený, kontaktujte servis Struers.

VÝSTRAHANEPOUŽÍVEJTE stroj s vadnými bezpečnostními zařízeními.
Kontaktujte servis Struers.

Náhradní díly

Podívejte se prosím na Náhradní díly a schémata v části referenčnípříručky návodu k obsluze.

VÝSTRAHA
Součásti kritické z hlediska bezpečnosti je třeba vyměnit po
maximální životnosti 20 let.
Pro informace kontaktujte servis Struers.

62Tegramin-20
Návod k použití

4. Varování
Seznam bezpečnostních zpráv
v příručce

ELEKTRICKÉ NEBEZPEČÍ
•••Při instalaci elektrického zařízení vypněte napájení.
Stroj musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí uvedenému natypovém štítku na boku stroje. Nesprávné napětí můžepoškodit elektrický obvod.

VÝSTRAHA
Odtahový systém by měl být připojen při použití suspenzí nebo
maziv na bázi alkoholu.

VÝSTRAHA
Před otevřením zařízení nebo instalací dalších součástí vždyvypněte napájení, vytáhněte zástrčku nebo kabel a počkejte 5
minut.

VÝSTRAHA••

Nepokoušejte se odebrat vzorek z přihrádky, když kotouč běží.
Zatímco se kotouč otáčí, zajistěte, aby byly vaše ruce v
dostatečné vzdálenosti od jeho hrany a mimo mísu.

VÝSTRAHAPři spouštění mějte ruce mimo unašeč vzorků.

VÝSTRAHA•••••Při ručním broušení dávejte pozor, abyste se nedotkli brusné
plochy.
Používejte rukavice na ochranu prstů před abrazivními látkami
a horkými vzorky.
Používejte ochranné brýle, pokud je to požadováno v SDS sespotřebním materiálem.
Nepokoušejte se odebrat vzorek z přihrádky, když kotouč běží.
Zatímco se kotouč otáčí, zajistěte, aby ruce byly v dostatečné
vzdálenosti od jeho hrany a mimo mísu.

VÝSTRAHANEPOUŽÍVEJTE stroj s vadnými bezpečnostními zařízeními.
Kontaktujte servis Struers.
63Tegramin-20
Návod k použití

VÝSTRAHA
Součásti kritické z hlediska bezpečnosti je třeba vyměnit po
maximální životnosti 20 let.
Pro informace kontaktujte servis Struers.

UPOZORNĚNÍ
Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může způsobit trvalé
poškození sluchu,
Pokud vystavení hluku překračuje úrovně stanovené místnímipředpisy, používejte ochranu sluchu.

UPOZORNĚNÍ
Riziko vibrací ruky a ramene během ruční přípravy.
Dlouhodobá expozice vibracím může způsobit diskomfort,
poškození kloubů nebo dokonce neurologické poškození.

64

Tegramin-20
Návod k použití

5. Přeprava a skladováníPOZNÁMKA:
Uschovejte balicí bednu, šrouby a držáky pro použití při každé
přepravě/přemístění Tegraminu.
Nepoužití originálního balení a armatur může způsobit vážné
poškození testeru a ztrátu záruky.
Postupujte podle těchto kroků: Vyčistěte stroj.
 Odpojte suspenze/maziva a ujistěte se, že jsou hadičky prázdné.
 Vyjměte přípravný kotouč.
 Umístěte přepravní držák hlavy unašeče vzorků a zajistěte jejšroubem.
 Odpojte napájení, vodu a stlačený vzduch.
Nezapomeňte do misky vložit kus látky, abyste zachytili zbývající
vodu (je-li tam nějaká).
 Umístěte popruhy na vnější stranu nožek.
 Uspořádejte popruhy a zvedací tyč tak, jak je popsáno v
Rozbalení Tegraminu.
 Stroj přemístěte na nové místo.
Pokud je stroj určen k dlouhodobému skladování nebo přepravě,postupujte podle těchto dalších kroků:

Zvedněte a umístěte stroj na přepravní paletu.
Zajistěte stroj na paletě pomocí přepravních držáků.
Postavte přepravní bednu na paletu.

Na novém umístění se ujistěte, že požadovaná zařízení jsou na
svém místě.
 Zkontrolujte Kontrolní seznam před instalací (pokud se ztratí,
kontaktujte společnost Struers pro kopii)

65

Tegramin-20
Návod k použití

6. LikvidaceZařízení označené symbolem OEEZ obsahuje elektrické aelektronické součásti a nesmí být likvidováno jako běžný odpad.
Informace o správném způsobu likvidace v souladu s národnílegislativou vám sdělí místní úřady.

66

Tegramin-20
Návod k použití

Referenční příručka
Obsah

Strana1. Znalostní báze Struers ................................ 68
2. Příslušenství a spotřební materiál ................ 69Příslušenství .................................................................69Spotřební materiál .........................................................69Připevnění krytu (volitelné/příslušenství) .......................69

3. Odstraňování problémů .............................. 70
Chybové hlášení .............................................................................70

4. Servisní informace ..................................... 78
Servisní kontrola ....................................................................79

5. Náhradní díly a schémata ............................ 80

Bezpečnostní součásti řídicího systému (SRP/CS) .........................80
Seznam náhradních dílů .................................................................81
Obvody a schémata ........................................................................81
Blokové schéma .....................................................................82
Schéma zapojení ...................................................................83
Vzduchový diagram................................................................86
Vodní schéma ........................................................................87

6. Právní a regulační předpisy......................... 88
Upozornění FCC .............................................................................88
EN ISO 13849-1:2015 .....................................................................88

7. Technické údaje ........................................ 89

67

Tegramin-20
Návod k použití

1. Znalostní báze Struers
Mechanická preparace je nejběžnější metodou přípravymaterialografických vzorků pro mikroskopické vyšetření. Konkrétnípožadavek na přípravný povrch je dán konkrétním typem analýzy
nebo zkoumání. Vzorky mohou být připraveny k dokonalému
dokončení, skutečné struktuře nebo mohou být přípravy zastaveny,když je povrch přijatelný pro specifickou kontrolu.
NÁPOVĚDA:Další informace naleznete v sekci Broušení a leštění na
webových stránkách Struers.

68Tegramin-20
Návod k použití

2. Příslušenství a spotřební materiálPříslušenstvíPodrobnosti o dostupném sortimentu naleznete v brožuře Tegramin.

Spotřební materiál

Viz Katalog spotřebního materiálu Struers.

Připevnění krytu(volitelné/příslušenství)

Struers doporučoval při práci se spotřebním materiálem na bázi
alkoholu používat kryt.
Jako příslušenství je k dispozici sada krytu.
NÁPOVĚDA:Struers nabízí komplexní sortiment spotřebního materiálu pro
broušení a leštění.
Doporučuje se používat spotřební materiál Struers.
Další produkty mohou obsahovat agresivní rozpouštědla, která
rozpouštějí např. gumová těsnění. Záruka se nemusí vztahovat na
poškozené části stroje (např. těsnění a hadičky), kde poškozenímůže přímo souviset s použitím spotřebního materiálu jiného než
Struers.

69

Tegramin-20
Návod k použití

3. Odstraňování problémů
Chybové hlášení

Chybová hlášení jsou rozdělena do dvou tříd:ZprávyChyby

ZprávyZprávy jsou určeny k tomu, aby informovaly obsluhu o chodu stroje aupozorňovaly na drobné provozní chyby.

Chyby

V některých případech nelze pokračovat v provozu, dokud
autorizovaný technik neodstraní chybu.
Okamžitě vypněte stroj hlavním vypínačem. Nepokoušejte se
provozovat jednotku, dokud technik neodstraní problém.
Následující tabulka poskytuje další informace o některých chybových
zprávách, které se mohou objevit.

Zpráva70č.

VysvětleníPožadovaná akce#0

Nespecifikovaná chyba.

Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
Restartujte stroj. Pokud chyba přetrvává,
kontaktujte servis Struers.
Poznamenejte si, prosím, okolnosti,
které vedly k chybě.

#1

Tato zpráva se zobrazí, když jeaktivováno nouzové zastavení.

Zpráva zmizí po deaktivaci tlačítka
nouzového zastavení.

#13

Název, který chcete použít pro
skupinu metod, již existuje.

Pro skupinu prosím použijte jiný název.

#14

Název, který chcete použít pro
metodu, již existuje.

Pro metodu prosím použijte jiný název.

Tegramin-20
Návod k použití

Zprávač.

VysvětleníPožadovaná akce

#15

Název, který chcete použít, jerezervován Tegraminem.

Použijte prosím jiný název.

#19

Aby bylo možné pokračovat,
musí být hlava držáku vzorků v
horní poloze.

Stisknutím klávesy Enter potvrďte
zprávu, poté stisknutím přesuňte
hlavu držáku vzorku do horní polohy.

#23

Metoda se používá a některé
Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
parametry nelze změnit a některé Počkejte na dokončení procesu.
funkce jsou nedostupné.

#24

Protože uživatelsky definovaný
spotřební materiál není rozdělen
do skupin produktů, je možné
kombinovat uživatelem
definovanou suspenzi s
nekompatibilním uživatelem
definovaným mazivem.

#25

Při vytváření metody není možné Stisknutím klávesy Enter potvrďte
kombinovat uživatelemzprávu a vyberte jinou suspenzi (nebodefinovanou suspenzi s
povrch).
nekompatibilním povrchem.

#35

Název, který chcete použít prospotřební materiál, již existuje.

Stisknutím klávesy Enter potvrďte
zprávu a vyberte mazivo, které jekompatibilní s vybranou suspenzí, nebozměňte typ smáčedla na mazivo
definované uživatelem. To se provádí naobrazovce „Konfigurace uživatelského
maziva“.

Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
Použijte prosím jiný název pro spotřební
materiál.

71

Tegramin-20
Návod k použití

Zprávač.

Vysvětlení

#38

72

Požadovaná akceZměňte provozní režim na „Vývoj“ nebo
„Konfigurace“#40

Funkce „Měření hladiny v
lahvích“ byla na obrazovceMožnosti nastavena na Ne.

Pro aktivaci "Měření hladiny v lahvích":Přejděte na obrazovku Možnosti avyberte Ano.
Poté se vraťte na obrazovku konfigurace
lahví a nastavte skutečnou zbývající
hladinu kapaliny pro všechnynakonfigurované lahve.

#43

Funkce není v aktuální nabídce
dostupná.

Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
Vyberte metodu a vyberte krok
obsahující spotřební materiál, který mábýt dávkován.

#47

Zatím nebyly vybrány žádné
hadičky k čištění.

Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
Vyberte prosím hadičky, které chcete
vyčistit, a poté znovu vyberte čištění.

#56

Nouzový vypínač byl aktivován,
ale ovládací napětí 24 V neníodpojeno.

Kontaktujte prosím servis Struers.

#57

Nouzový vypínač byl aktivován,
ale ovládací napětí 24 V je stále
odpojeno.

Kontaktujte prosím servis Struers.

Tegramin-20
Návod k použití

Zprávač.

VysvětleníPožadovaná akce

#59

Došlo k poruše přívodu
stlačeného vzduchu.

Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
Zkontrolujte a obnovte přívod stlačeného
vzduchu.

#60

Došlo k poruše regulátoru tlaku.

Zkontrolujte přívod stlačeného vzduchu
a restartujte stroj. Pokud chybapřetrvává, kontaktujte servis Struers.

#61

Tlakový systém není správně
zkalibrován.

Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
Restartujte stroj. Pokud chyba přetrvává,
kontaktujte servis Struers.

#64

Po stisknutí Stop nebo po
uplynutí doby přípravy sepřípravný kotouč nezastavil.

Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy. K
zastavení kotouče použijte nouzové
zastavení. Restartujte stroj. Pokudchyba přetrvává, kontaktujte servis
Struers.

#68

Motor držáku vzorků je poháněn
přípravným kotoučem.

Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
Umístěte držák vzorků více doleva (prosnížení třecí síly) nebo snižte sílu a/nebo
rychlost motoru kotouče.
Znovu stiskněte START. Pokud tonepomůže, kontaktujte servis Struers.

#69

Koncové dorazy hlavy unašeče
vzorků nejsou správně
nastaveny.

Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
Zavolejte servis Struers.

73Tegramin-20
Návod k použití

Zpráva74č.

VysvětleníPožadovaná akce

#70

K uvedenému čerpadlu neníelektrické připojení.

Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
Vypněte stroj. Vyjměte příslušný modulčerpadla a zasuňte jej zpět na místo.
Restartujte stroj. Pokud chyba přetrvává,
kontaktujte servis Struers.

#71

Napájení motoru unašeče vzorků Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
je příliš vysoké nebo příliš nízké Restartujte stroj. Pokud chyba přetrvává,
kontaktujte servis Struers.
(24 V DC +/- 10 %).

#72

Napájecí napětí 24 V DC mimo
10% rozsah. Napájení je nutné
upravit nebo vyměnit.

Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
Restartujte stroj. Pokud chyba přetrvává,
kontaktujte servis Struers.

#73

Napájecí napětí 12 V DC mimo
10% rozsah. Deska plošných
spojů může být poškozena.

Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
Restartujte stroj. Pokud chyba přetrvává,
kontaktujte servis Struers.

#74

Napájecí napětí 5 V DC mimo
10% rozsah. Deska plošných
spojů může být poškozena.

Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
Restartujte stroj. Pokud chyba přetrvává,
kontaktujte servis Struers.

#80

Byla zjištěna chyba ve
frekvenčním měniči.

Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
Zkontrolujte síťové napájení. Restartujte
stroj. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte
servis Struers.

Tegramin-20
Návod k použití

Zprávač.

VysvětleníPožadovaná akce

#81Síťové napájení je příliš vysoké
nebo je vadný frekvenční měnič.

Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
Zkontrolujte síťové napájení. Restartujte
stroj. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte
servis Struers.

#82

Motor kotouče je přetížený, aleještě není přehřátý.

Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
Snižte sílu a pokračujte v procesupřípravy.

#83

Bezpečnostní signál ve
frekvenčním měniči (řízeném
pomocí desky plošných spojů
Tegramin) nebyl aktivován.

Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
Restartujte stroj. Pokud chyba přetrvává,
kontaktujte servis Struers.

#84

Byla zjištěna chyba ve
frekvenčním měniči. (Zobrazené
kódy jsou uvedeny v příručce
frekvenčního měniče.)

Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
Restartujte stroj. Pokud chyba přetrvává,
kontaktujte servis Struers.
Poznamenejte si chybové kódy, které
vám pomohou při hledání závady.

#87

Snímač krytu není aktivovánnebo je vadný.

Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
Otevřete a zavřete kryt, zkontrolujtemožné překážky. Restartujte stroj.
Pokud chyba přetrvává, kontaktujte
servis Struers.
Zkontrolujte, zda je kryt zcela zavřený, astiskněte START.
Pokud to nepomůže, kontaktujte servis
Struers.
U modelů bez bezpečnostního krytu lze
Tegramin provozovat během čekání naservis.
Přejděte na obrazovku Možnosti anastavte „Povolit provoz s otevřeným
krytem“ na „Ano“.

75Tegramin-20
Návod k použití

#89

Chyba elektrického výstupu,
např. “Motor X”.

Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
Restartujte stroj. Za určitých okolností (vzávislosti na tom, který modul selhal)může být stále možné stroj provozovat.
Pokud chyba přetrvává, kontaktujte
servis Struers.
Poznamenejte si konkrétní uvedený
výstup, který vám pomůže najít závadu.
Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
Restartujte stroj. Pokud chyba přetrvává,
kontaktujte servis Struers.

#90

#92

Tlak vzduchu je příliš nízký na to,aby bylo možné provést„Nastavení výšky unašeče
vzorků“.

Zkontrolujte připojení stlačeného
vzduchu a stiskněte Enter pro provedení
nastavení.
Nebo
Stisknutím ESC přerušte úpravu.

#93

Tlak stlačeného vzduchu je příliš
nízký nebo došlo k poruše vsystému regulace tlaku.

Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
Zkontrolujte připojení stlačeného
vzduchu (tlak by měl být mezi 6 a 10
bary)
Pokud chyba přetrvává, kontaktujte
servis Struers.

#94

Chyba elektrického vstupu, např.
“BP 1”.

Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
Stroj může být použit k manuálním
přípravám, ale nebude schopen
provádět automatické přípravy.
Kontaktujte servis Struers.

#97

Porucha funkce nouzového
zastavení.

Stiskněte Enter pro potvrzení zprávy.
Restartujte stroj. Pokud chyba přetrvává,
kontaktujte servis Struers.
Nepokoušejte se provozovat stroj svadným nouzovým zastavením.

76

Tegramin-20
Návod k použití

Fyzická pozorování/problémyVysvětleníPožadovaná akce

Hluk při spuštění stroje nebo strojneběží.

Pás není dostatečně napnutý.

Zavolejte servis Struers. Pás musíbýt utažen.

Funkce se neprovádějí.

Vyměňte pojistku.

Stroj není v provozu

Spálená pojistka v zadní části
Tegraminu.

Voda neodtéká.

Stisknutá vypouštěcí hadice.

Narovnejte hadici.

Ucpaná vypouštěcí hadice.

Vyčistěte hadici.

Vypouštěcí hadice se nesvažuje
dolů.

Nastavte hadici tak, aby sesvažovala rovnoměrně dolů.

Špatné nastavení softwaru.

Zkontrolujte nastavení softwaru.

Uzavřený vodovodní kohoutek.

Otevřeno pro vodu.

Vestavěný vodovodní kohoutek jeuzavřen.

Otevřeno pro vodu.

Vestavěný vodovodní kohoutek je
ucpaný.

Vyčistěte vodovodní kohoutek.

Filtr na přívodu vody je zablokován.

Vyčistěte filtr.

Vestavěný vodovodní kohoutek je
ucpaný.

Vyčistěte vodovodní kohoutek.

Filtr na přívodu vody je zablokován.

Vyčistěte filtr.

Vodní ventil je třeba upravit.

Viz Nastavení průtoku vody.

Po zastavení odkapává chladicívoda.

Závada v elektromagnetickém
ventilu.

Zavolejte servis Struers.
Elektromagnetický ventil musí býtvyměněn.

Nepřetržité, nepravidelnéopotřebení brusného/leštícího
povrchu.

Opotřebená spojka na unašeči
vzorků nebo hlavě unašeče vzorků
Tegraminu.

Pro výměnu spojky se prosímobraťte na servis Struers.

Přípravný kotouč běžínerovnoměrně nebo se zastavuje.

nowlkSíla je příliš vysoká.

Snižte sílu.

Přípravný kotouč se zastaví.

Frekvenční měnič zastavil zařízení.

Vypněte zařízení.
Počkejte několik minut a poté
restartujte.
Pokud chyba přetrvává, kontaktujte
servis.

Chladicí voda se zastaví.

Nedostatečný průtok vody

Vzorky jsou širší než poloměr
přípravného kotouče.
Nerovné vzorky.

Vzorky procházejí středem kotouče.

Použijte menší vzorky.
Změňte vodorovnou polohu
unašeče vzorků. Viz Nastavení
horizontální polohy unašeče
vzorků..

77

Tegramin-20
Návod k použití

4. Servisní informace
Tegramin nabízí rozsáhlé informace o stavu všech různých součástí.
K dosažení této funkce: Přejděte do nabídky Údržba a vyberte: Servisní informace.

Pro informace o stavu různých součástí lze vybrat různá témata.
Servisní informace lze také využít ve spolupráci se Struers Servicem
pro vzdálenou diagnostiku zařízení.
Servisní informace jsou informace pouze pro čtení, nastavení stroje
nelze měnit ani upravovat.

78

Tegramin-20
Návod k použití

Servisní kontrola

Struers doporučuje provádět pravidelnou servisní kontrolu jednouročně nebo po 1500 hodinách provozu.
Společnost Struers nabízí řadu komplexních plánů údržby, které
vyhovují požadavkům zákazníků. Tento rozsah služeb se nazývá
ServiceGuard.
Plány údržby zahrnují kontrolu zařízení, výměnu opotřebovaných
dílů, seřízení/kalibraci pro optimální provoz a závěrečný test
funkčnosti.
Informace o celkové době provozu a servisu stroje se na obrazovce
zobrazí při spuštění:Po 1000 hodinách provozu se zobrazí vyskakovací zpráva, kteráuživateli připomene, že je třeba naplánovat servisní kontrolu.
Po překročení 1500 provozních hodin se vyskakovací zpráva změní
a upozorní uživatele, že byl překročen doporučený servisní interval.
 Pro servisní kontrolu stroje kontaktujte servis Struers.

79Tegramin-20
Návod k použití

5. Náhradní díly a schémata
Bezpečnostní součásti řídicího
systému (SRP/CS)Část
související sbezpečnostíBezpečnostní
relé
Nouzový
vypínač
Kontakt
nouzového
zastavení
Vodní ventil
FrekvenčníměničRelé stykačeVýrobce/popis výrobce

Kat. č. výrobcePilz
2 kanály s 3sekundovou
prodlevou
SchlegelZápadkové vypouklé
tlačítko
Schlegel
Modulární kontakt,
momentový
Invensys
Vodní ventily řady V

PNOZ XV1P
3/24VDC 2n/o
1n/o tES Ø22 typ RV
1 NC typ MTO
Solenoidový
ventil trojitý 24 V
DC Gn.311
VZAB0P7BAA

Omron
Frekvenční měnič 1 x 200 V
750 W
Stykač Omron 24 V DC
J7KNG-14-0124D

Č. kat. Struers je uvedeno v seznamu náhradních dílů.

VÝSTRAHA
Součásti kritické z hlediska bezpečnosti je třeba vyměnit po
maximální životnosti 20 let.
Pro informace kontaktujte servis Struers.
POZNÁMKA:Výměnu součástek kritických pro bezpečnost může provádět
pouze technik Struers nebo kvalifikovaný technik(elektromechanika, elektronika, mechanika, pneumatika atd.).
Součásti kritické z hlediska bezpečnosti mohou být nahrazeny
pouze součástmi s minimálně stejnou úrovní bezpečnosti.
Pro informace kontaktujte servis Struers.

80Tegramin-20
Návod k použití

Seznam náhradních dílůPro další informace nebo pro ověření dostupnosti jiných náhradníchdílů kontaktujte prosím místní servisní oddělení Struers. Kontaktní
informace jsou k dispozici na webové stránce Struers.
El.
Ref.

Kat. č.:Bezpečnostní relé-

2KS10007

Nouzový vypínač-

2SA10400

Kontakt nouzového zastavení-

2SB10071

Vodní ventil

Y9

2YM12311

Frekvenční měnič

A3

2PU12075

Relé stykače

K1

2KM71411

Náhradní díly

Obvody a schémata

Blokové schéma, Tegramin ................................................. 16013052
Schéma zapojení Tegramin................................................. 16013102
Vzduchový diagram Tegramin-20 ........................................ 16011000
Vodní diagram Tegramin-20 ................................................ 16011001
Viz následující stránky.

81

Data
in/out

M1, AC-motor

300-3000rpm.

TM-20: 370W
TM-25/30: 750W

Belt
5:1

Disc
0-600 rpm

B1, Namur Sensor(splash cover only)

Solenoid Valves
for water(combined unit)

B

C

Y9

X1, Connector for
optional Cover

Input
Cover supervision(X14)

RS-422(X17)

Sink driver(X4)

Sink driver(X4)

Sink driver(X4)

Sink driver

(X16)

Start
(24V-2 chain)

Connector for
Initial prog.

(X16)

24V + CAN
(24V-2 chain)(X21)

X3, Connector
for Cooli

S1-3

Emergency
Stop

X2, Connector for
ext. drain select

(X4)

+24V
(24V-1 chain)(X22)

Connector for
Debug / Test

Connector for
Struers Memory
Module (X20)

3x SPI

(X16)

RS232

(X24+25)

24V input

(X11)

(X11)

(X7)

(X7)

(X7)

(X5)

(X3)

X5, Connector
for Service

(X15)

USB

3x outputs+/-24Vdc(24V-2 chain)

2x outputs+/-24Vdc(24V-2 chain)

2x outputs+/-24Vdc(24V-2 chain)

24Vdc output(24V-1 chain)

8x outputs+24V(24V-1 chain)

2x analog input (X11)12 bit res.

Analog input
12 bit res.

Analog input
12 bit res.

(X6)

(X18)

(X26)

(X26)

+/- 0-24Vdc, 1A(24V-2 chain)

3x digital input

BLDC-motor driver(max 12 amp.)

X4, Connector
for LANCPU, V850SJ3, 1M flash, 60K ram
SRAM, 256Kx16
NVRAM, serial 32Kx8
Display Controler, S1D13706
Real time clock
Heart beat Indicatot
PCB-version detection
Buzzer
6x voltage supervision, 10bits ADC

A4, Printed Circuit Board(common for all models of Tegramin)(X10)

K1, Contactor

3x Hall Sensors
Speed feedback

3-phasemotot drive

X13

X12

X11

*Y3

Tuesday, November 03, 2020

Rev.A: CZO 2020-10-27
Derived from 16013051

Connector for Dosing-modul #3(2 pumps + OPS-pump)(Option)Connector for Dosing-modul #2(2 pumps)(Option)

P
U

Y7

BP1

44 teeth

U

Y8

P

*BP2

*RP2

A2
Scale

CAGE Code- Total Overview
Size

Solenoid Valves
for air

Air Pressure
Transmitters

CZO/ JGPDWG NO

Sheet

16013052
1ofMotor and feedback
potentiometer for
travers movement1

Motor and reference
position sensor for
specimen mover

Tegramin-25/30 only

* Note:Tegramin, Block Diagram

Struers A/SPederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Denmark
telephone: +45 44 600 800*Y6Y5

12 teeth*Belt
3,5 : 1

Specimen
Holder Head
50-150 rpm.

Y4

Connector for Dosing-modul #1(2 pumps)(Option)

HL1,
Light

Y2

112 teethBelt
3,5 : 132 teeth

70 mm stroke, 2mm/rev.

Gear
69:8

* Stock Removal
linear potentiometer
50 mm stroke

Y1

*RP1

127 rpm.

24V dc3W*M3, Gearmotor

24V dc180 W
0-2810 rpm.

*Travers Spindle

Brake Resistor

M2, BLDC-gearmotor

R1

TM-20:
Head forced up
TM-25/30:
Single specimens
bottom stop pos.

3~ 240Vac

3p

TM-20: 450 W
TM-25: 750 W
TM-30: 750W

OPS flush

Disc cooling, bowl flush

Y9

24V-3

(X4)

24V-2

(X4)

24V-3 input (with supervision)(Emergency Stop switched)

(X4)

(X2)

(X2)

24V-2 input (with supervision)(Emergency Stop switched)

(X19)

5V,
2+1 dig.input

Strap

Pressure
increaseA

Y9

K1, Contactor

X1

X1

(X2)

(X2)

24V-1 input(unswitched)

0 Volt(X12)

6x4 matris(6out / 4in)

BR1,
Turn/push button

Presuredecrease

Cooling water, grinding

Reset

Instant

K1, Contactor

Sw.input

Safety Relay

Power

S1-3

(X1)

(X1)

12V PWM

(X9)

light

SB1, Touch pad

SwitchmodePower Supply
TM-30: 24Vdc/15A
TM-20/25: 24Vdc/10A* Pressure
decrease, fast

Inverter

0.1 sec.
delay

X1

X1

S1-1

(X23)

data

TFT Color Display,
320x240 dotswith white LED
backlight

Epson
S1D13706

A5

2

A2

Single specimens
mode

Frequency

2

KS1

Depends on Cover configuration(Shown in safety cover configuration)(For details see circuit Diagram)

KS1,
Work zone guard
hinge switch

Emergency
Stop

S1

Powersupply
24Vdc / 2,5A

A1

2

Z1, Filter

Head forced down

A3+/- 6%

Fuses
TM-20: 6,3AT
TM-25/30: 10AT

STO 24V
outputSTO
inputsSwitch200-240V, 50/60 Hz

Main Supply in

X1

F1-2

Single specimens
disc locked*

QS1

Single specimens
vacuum activation

A

Rev

PE

PE

Switchmode

BK-10(AWG14)

BK-8(AWG14)
BK-7(AWG14)

L

V+

Switchmode24Vdc / 2,5A

A2

Z2

A1

0.1 sec.
adjustment

Power

A2

BU-40 BU-41

Contactor

K1

Safety Relay

BU62(1mm²)

BU63(1mm²)

KS1

BU-53(optional)

XPE1

BU-54

S14

S11

BU-52

X1-6

X1-5

BU-49

X20-4

BU-45

S1-2

PE

S1-1

Mountingscrews

L

N

2

1

BU-43

BU-42

Bottom
Frame

S32

S21

strap

S22

Logic
Circuit

S12

strap

BU-55

14

13

A2

A1

24

23

2

4

See right side ofthis drawing forother configurations

1

38

0.1 sec.
delayed37

To Inverter
A3:H2

BU-58

PCB

A4

- DC
X25
BU-4
(1mm²)

Motor Driver Circuit
for specimen mover+ DC

Power isolation

Sink Driver

24V-2

X24

X4-12

X4-3

24V-3

24V-3 chain

24V-2 chain

24V-1 chain

GND

BU-3
(1mm²)

BU-20(0.75mm²)

Power supply forwater solenoid valves(see page 2)

To Inverter
A3:H1

To Inverter
A3:HC

BU-13
(0.75mm²)

X4-6

X2-4

BU-24
(0.75mm²)

BU-19(0.75mm²)

X2-3

X2-2

BU-23
(0.75mm²)BU-6(0.75mm²)

X2-1

X1-3

BU-2
(0.75mm²)BU-5(0.75mm²)

X1-2

BU-1
(0.75mm²)

PCB

A4To Safety Relay, KS1

BottomFrame

XPE3

RS-422comm.

Frequency Inverter
750W

Safe Torque Off
function

PE

L1

BK-4
(AWG14)

GNYE-3(AWG14)

N / L2

BK-3(AWG14)

BU-57

BU-56

X1-2

X1-1

X20-2

X20-1

X20

BK-4
(AWG14)

BK-3(AWG14)

BU-59

Depends on Cover configuration(shown in safety cover configuration)

BU-48

X20-3

BU-44

L

N

Line

3

2

1

BottomFrame

XPE2

GNYE-2(AWG14)

BK-2(AWG14)

BK-1(AWG14)

GNYE-1(AWG14)

BottomFrame

PE

Safety Hinge switch
on Cover

SS1

Emergency Stop
push buttom

S1

N

L

TM-30:
24Vdc / 15A

V-

Power Entry Modulewith main power switch
and fuses

TM-20: 2x 6.3AT
TM25/30: 2x 10AT

F1 + F2A1 Power Supply

TM-20/25:
24Vdc / 10A

PE N

BK-9
(AWG14)

GNYE-4(AWG14)

Power Supply

Bottom
Frame

XPE4

X60:N

200-240V
50-60Hz200-240V
50-60Hz

X60:L1L1 + L2

N+L

or

L1

L

L

N

BU-56
KS1:37

L2

HC
H1
H2
BU-57
KS1:38Load

A3 Frequency Inverter

BN

Z1 EMC Filter

X17-1

N

V-

V+

WH

X17-6

QS1 Power Inlet

21

3

YE

U

X10-10

X10-9

X12

X9-2

X9-1

X23

W3

2

1

Sample
Mover
Motor

BU-51
0.5 mm²

X20-6

GND

+24V

(See page 2)

R1

M2

Brake
Resistor

D-

4x AWG24 + shield

WH

GND

D+

Vbus

X15-4

W04

6x 0.25mm²

RX

TX

GND

RD

Shield

GN

BN

PK

CAN-L

BU-50
0.5 mm²

BU-47

BU-46

0V

GY

BK

X26

+24V

CAN-H

GN

X15-5

X20-5

S1-3

(2x 0.75mm²)(6x 0.75mm²)

BU-23

WH

YE

BU-10

BU-9

To A4:X2-3

5
9
4
8
3
7
2
6
1

P9

2

1

4

3

2

1

1

2

USB-B

X5

9p maleX4

4p femaleX3

2p femaleX2

6p female

Friday, April 23, 2021

Rev.A: CZO 2020-10-27
Derived from 16013101

1 2

4 3

5

6

2p male2

1

2

5p female

1

24Vdc

Scale

A2

Size

<Cage Code>CAGE CodeCZO/JGPDWG NO

Sheet

16013102
1

of

3

A

Rev

SS1

Solenoid Valve(2x 0.75mm²)

RD-2

RD-1

Drain Switch option

6p maleWH

BN

SafetySwitch3

4

Namur
SensorTegramin, Circuit Diagram- Supply Voltage, Disk Motor and User Interface

STRUERS ApSPederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Denmark+45 44 600 800(for test and service)

USB (device)(for test only)

RS-232(Accessories)

Recirculation
Unit(Optional)

External Unit
for drain
redirection

1

2(4x 0.5mm²)

GN

YL

Safety Cover

6p male

1

3

Cover

BK/BK/BU

5
3

BU-24

GY/W H/BN

2

3

Splash Cover

4

5

6

4

X1

No CoverCover Options

6p male

1

2

3

4

5

6

6
4

To A4:X2-4

BU-49

Rear Connectors Mounting Plate

4x6 matrix

SB1 Touch Pad- LED

320x240 dots
color TFT

Display

+ LED

Data

A5

Bottom
Frame

BU-21

X15-3

X15-1

BU-52

3x 230V/50Hz

Motor forrotating discTM-20: 370W - ½ H.P.
TM-25/30: 750W - 1 H.P.

PE

W

V

U

M1 Motor

BU-22

To X20-4

To KS1:S11

Input (coding forsafety relay design)

10-poles flat cable

X29

WH

3

WH

(0.25mm²)PK

140-poles flat cable

W17

0,5mm pitch

GNYE-9(AWG14)

BK-13(AWG14)

BK-12(AWG14)

BK-11(AWG14)

RD

X15-2

X16-4

X16-3

X16-7

X16-6

X16-2

X16-5

X16-1

X4-7

X4-1

GND X14-1

Z5

MountingscrewsBottom
Frame

strap

5x 0.25mm²

W16

PE

W

V

Input X14-2

X17-7

BU-58
KS1:38

S+
SR+
RGN

X17-2

IG
GY

X17-3

1 turns

External short circuit
protection according
to local standards.

1 turns

1

5

22

6

4

BK-5
(AWG14)2

BK-6(AWG14)

Y2

Pressure decr.

Y4

Y5

SingleSpecimens

Head forced down

Y7

Y8

TM-20: Head up
TM-25/30: Bottom
Stop activation

Vacuumactivate

Motor
24Vdc

Pump
No. 2

+

-

+

-

+

-

+

-

24Vdc

Motor
24Vdc

Motor
24Vdc

Pump
No. 5

Pump
No. 6

Pump
No. 7
(OPS)

+

-

+

-

+

Motor

Motor
24Vdc

Pump
No. 4

(Optional)

Motor
24Vdc

Pump
No. 3

(Optional)

Motor
24Vdc

Pump
No. 1

Doser Modules (Optional)

2

2

RD

2

RD

RD

2

6x 0.25mm²

BK

1

RD

BK

RD
BK

8

9

10

RD
BK

15

16

RD

3

1
6
2

X54

9p male

4

3

2

1

X43

9p male

4

3

2

1

X43

BU

BK

BN

BU

BK

BN

BK

X31

BK

14

BK

9p male

BK
BU

2

3

BK
BU

5

6

9p female

5

4

3

1
6
2

X13

9p female

4

3

2

1

X12

9p female

4

3

2

1

X11

W23

6x 0.25mm²W22

4x 0.25mm²

4x 0.25mm²

W21

Doser Base Plate

6x 0.5mm²

BN

4

PK

GY

YE

GN

BN

WH

YE

GN

BN

WH

YE

GN

BN

WH

Tegramin-25/30 onlyBN1

16x 0.5mm²

RD

5

BK

RD

7

13

RD

4

X53

BK

6

Tegramin-25/30 only

RD

5

BK

2

YE

BK

4

12

BK

1

GN

BN

WH

4x 0.25mm²

YE

GN

BN

WH

4x 0.25mm²

YE

GN

BN

WH

RD

3

RD

RD

X52

2

U

U

BK

2

Tegramin-25/30 only

RD

1

X30

11

RD

BK

RD

BK

RD

BK

RD

BK

RD

BK

RD

BK

RD

1

X51

2

RD

BK

1

BK

X42

1

BK

X41

1

BK

X42

1

RD

X41

P

P

BK

Pressure Transmitter
BP2(bottom side)

Tegramin-25/30 only

Pressure Transmitter
BP1(top side)

Y6

Single Spec.
Disk Lock

Tegramin-25/30 only

Y3

Pressure decr. fast

Tegramin-25/30 only

Y1

Pressure incr.

8x 0.25mm²

PK

YE

14

GN

6
13

GY

BN

7

WH

5
12

RD

W14

BU

4

11

6x 0.25mm²

PK

YE

9

10

GN

2

GY

BN

3

WH

8x 0.25mm²

W13

W07

6x 0.25mm²

WH

BN

GN

YE

GY

PK

RD

BU

PK

GY

YE

GN

8

X28

6

5

4

3

2

1

16

8

15

7

14

6

BN

WH

5
13

RD

12

BU

4

GY

YE

GN

BN

WH

PK

W06

8x 0.25mm²

11

3

10

2

9

1

1

X23

X22

W05

X7-14

X7-7

X7-13

X7-6

X7-12

X7-5

X7-11

X7-4

X7-10

X7-3

X7-9

X7-2

X7-8

X7-1

Bidirectionel
motor driver

Bidirectionel
motor driver

Bidirectionel
motor driver

Bidirectionel
motor driver

Bidirectionel
motor driver

Bidirectionel
motor driver

Bidirectionel
motor driver

GND

Input

X11-2
X11-1

+12V

X11-3

GND

Input

X11-5
X11-4

+12V

Sink Driver

X11-6+24V-1

X3-16

Sink Driver

X3-15

X3-8

+24V-1

Sink Driver

X3-14

X3-7

+24V-1

Sink Driver

X3-13

X3-6

+24V-1

Sink Driver

X3-12

X3-5

+24V-1

Sink Driver

X3-11

X3-4

+24V-1

Sink Driver

X3-3+24V-1

X3-10

Sink Driver

X26-1

X26-2

X5-4

X5-2

X5-3

X5-1

X4-11

X4-5

X4-10

Sink Driver+24V-2

X4-4

X4-9

Sink Driver+24V-2

X4-3+24V-2X6-2

W12

2x 0.5mm²W11

3x 0.25mm²

3x 0.25mm²

R1
BU-27

BU-28

YE

10R / 70W

Brake Resistor

4

-

+

M3

2

3

1

Tuesday, May 11, 2021

XPE12

0.5mm²

3

1

24Vdc
G4-LEDs

Scale

A2

Size

<Cage Code>CAGE CodeCZO/JGPDWG NO

Tegramin, Circuit Diagram- Misc. inputs and outputs

STRUERS ApSPederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Denmark+45 44 600 800

HL1

Sheet
2

of

1: WH
2: BN
3: GN
4: YE
5: GY
6: PK
7: BU
8: RD

3

A

Rev

COLOR CODESLIYY CABLES

16013102

Water forOPS-flush

Water for bowl flush
and disc cooling

Tegramin-25/30 only

Water forgrinding

Gear Motor for
travers movement

Feed backpotentiometer

Stock Removal
potentiometer

Tegramin-25/30 only

Sample Mover Motor

Working
Light

Y9-C

Y9-B

Y9-A

1 kohm10-turns

5 kohmLinear motion
potentiometer

Column

RD

Motor
DC
24V / 3W

RP2

2

RP1

Functionel
ground3x Hall Sensors +5V supplyMotor3-ph. BLDC
24V / 180W

3x phase lines

M2

Top Cabinet, Cover Plate

Rev.A: CZO 2020-10-27
Derived from 16013101

BN

2

3
BN
GN

WH

W18

2x 0.25mm²

BU-60

BU-61

1

X21

Water Valve Unit

WH

W15

BU-59

4x 0.25mm²(6x 0.75mm²)

BU-18

BU-16

BU-14

BK

2

3x 0.5mm²2x 0.5mm²

RD

BK

1

X27

BN

2

1

RD

3

4

BU

YE

2
1

BN

3

4

5

X26

BK

W10

WH

1

6

BU

2

GN

3

4

RD

BK

5

RD

YE

6

X25

X24
7

8

WH

W09

5x 0.25mm²

Z4

Specimen Mover Assembly

BN

GN

YE

GY

(3x 0.75mm²)

BU-29

BU-30

BU-31

From page 1, KS1-24(Protected Power)

BU

BN

WH

GND X11-7

X6-1

BN

Input X11-8

Bidirectionel
motor driverw. var.speed

GN

WH

X11-9

+5V

GND X11-10

BN

X11-12

Input X11-11

+5V

Z3

GN

X18-1

X18-2

GND

X18-3

Hall-3

X18-4

X18-5

Hall-2

Hall-1

+5V

X26-3

U
X3-2

X26-4

V

Sink Driver

X3-9

X26-5

W

+24V-1

X3-1

A4 Control PCB

1 turns

Pneumatic Unit Assembly

1 turns

X3

Safety Standards:
UL508, EN50950-1
Class II

24Vdc
2,5A

Isolation 3kVac(input/output)

SwitchmodePowersupply

A1

X1-2

X1-3

24V-1

X2-1

X2-2

24V-2

X2-4

24V-3

X2-3

24V-2

X4-6

24V-3

X16-1

output

X16-5

GND

X4-3

24V-2

23

13

37

S22

S21

Safety Relay

KS1

24

14

38

S11

S14

S32

S12
0.1 sec.
adjustment

Logic Circuit S12

A1

S11

A2

Instant

GND 24V-1

S1-1

S1-3

S1-2

Note:
When this option is not used,the 2x2 switch connections aresubstituterd by straps (dummy plugin X1 connector on rear side of machine)

Instant

A3, Control Board

0V

+24V

(optional)

Safety Hinge
on Safety Cover

SS1

Delayed 0.1s

All contacts are shown
under these conditions:- un-powered- emergency stop un-activated- safety cover closed

Start of ext.
cooling pump

N (L2)L1

PE

N (L2)

L1

Emergency Stop
Push buttom

S1

outputX4-9

Y9A

output

X4-10

Y9B

output

X4-11

Y9C

Isolated power

Water forOPS rinse(sink driver)

Water for bowl
flush (optional)(sink driver)

Cooling waterfor grinding(sink driver)

Delayed 0.1s

Cooling Pump start(high side output)

Safety Coverposition status

Emergency Stop
StatusTuesday, November 03, 2020

Scale

A2

Size

<Cage Code>CAGE CodeDWG NOCZO/JGP- Safety Related Circuits

Tegramin, Circuit Diagram

STRUERS ApSPederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Denmark+45 44 600 800

BLDC motor driver

X18+X26

X25

X4-11

X24

Safety Standards:
UL508, EN50950-1

3xL + PE

outputRev.A: CZO 2020-10-27
Derived from 16013101

K1

0V

+24V

TM20/25:
24Vdc / 10A
TM30:
24Vdc / 15A

PE

N (L2)

L1

Power
Supply

A2

H2

H1

HC

PE

N (L2)

L1

Frequency
InverterA3

STO circuit
Sheet
3

M2

16013102

8of

BLDC-Motor for
Sample Mover

M1

AC-Motor for
Polishing disk

3

A

Rev

F

E

D

C

B

A

1

Shift valve(additional equipment)

1

2

500 mmCoubling withcheck valve

YP1

6 Bar ± 0,2 bar

2

3

3

Specimen mover

2

4

1

3

4

Down

2

3

1

3

Y7 (NC)

2

1

P

V

Ex

3

1
2

yyyy-mm-dd

Description:

Scale:

P

BP1

7

A3

Format:JGP
JLI
Draw. Init

16011000 Air Diagram for Tegramin-20

ID:

Material:

2016-12-27 Changes only apply to T25/30
2009-10-21
Crea. date Revision description

Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup/Copenhagen
Denmark
Phone:+45 44 600 800
Fax: +45 44 600 804

HA
Revision

500 mm16010056 Pneumatic assembled

16010055 Regulation manifold assembled

Y8 (NC)Y5 (NC)2

Y4 (NC)

3

1

2

1
3

Y2 (NC)

6

Y1 (NC)5yyyy-mm-dd

JTV
JLI
Appr. Init

Rev:

H

Tolerance: DS/ISO 2768Surface treat.:2017-04-25
2010-04-09
Appr. date

Sheet 1 of 2

Single sample
Tegramin-20 :4 pistons, 10-50N

Down

800 mm

8

D

C

B

A

2

3

D
A
Revision7

2:1

Scale:

Fresh water inlet

Fresh water inlet valve

6

2018-09-27 C5: Check valve rotated 180
2010-04-09
Crea. date Revision description
yyyy-mm-dd

5

OPS module

Sheet 1 of 2

8

B

A

F

E

1

4

Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup/Copenhagen
Denmark
Phone:+45 44 600 800
Fax: +45 44 600 804

Description:

A3

Format:16011001 Water diagram for Tegramin-20

ID:

Material:

OCR
JLI
Draw. Init

JGP
JLI
Appr. Init

Rev:

D

Tolerance: DS/ISO 2768Surface treat.:yyyy-mm-dd

2018-09-27
2010-04-09
Appr. dateD

Double water valve

4D

Tegramin-20

Cooli

3

C

Outlet

2

C

B

A

1

Tegramin-20
Návod k použití

6. Právní a regulační předpisy
Upozornění FCC

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro
digitální zařízení třídy A podle části 15 směrnic FCC. Tyto limity jsounavrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému
rušení, když je zařízení provozováno v komerčním prostředí. Totozařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční
energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu snávodem k použití, může způsobovat škodlivé rušení rádiové
komunikace. Provoz tohoto zařízení v obytné oblasti pravděpodobně
způsobí škodlivé rušení a v takovém případě bude uživatel požádán,aby rušení na vlastní náklady odstranil.
Podle části 15.21 směrnic FCC mohou jakékoli změny nebo úpravy
tohoto produktu, které nejsou výslovně schváleny společností
Struers ApS, způsobit škodlivé rádiové rušení a zrušit oprávnění
uživatele provozovat zařízení.

EN ISO 13849-1:2015

88Životnost všech SRP/CS je omezena na 20 let. Po uplynutí této doby
je nutné vyměnit všechny součásti.

Tegramin-20
Návod k použití

7. Technické údaje
Předmět
Kotouč

SpecifikacePrůměr

200 mm / 8"

Rychlost

40-600 ot./min, variabilníSměr otáčení

Proti směru chodu hodinových ručiček

Motor kotouče

370 W / 0,5 HP

Točivý moment na
kotouči

Hlava

Software aelektronika

Pokr. při 300 ot./min.

11,8 Nm / 8,7 ft-lbf

Pokr. při 600 ot./min.

5,9 Nm / 4,4 ft-lbf

Max.

> 18 Nm / 13,3 ft-lbf

Rychlost

50-150 ot./min, variabilníSměr otáčení

Ve směru hodinových ručiček, proti směru hodinových
ručiček

Motor hlavy

120 W

Točivý moment

7,5 Nm / 5,6 ft-lbf

Ovládací prvky

Dotyková podložka a otočné/přítlačné tlačítko

Paměť

FLASH-ROM / RAM / NV-RAM

LC displej

TFT-barevný 320 x 240 bodů s LED podsvícenímSměrnice EU
Mechanismy
zastavení,Navrženo tak, abyvyhovovalo:

Hladina hluku 3Přečtěte si prosím Prohlášení o shodě
Nouzový vypínač

EN60204-1, Kategorie zastavení 0
EN13849-1, PL=c, kategorie 1

Kryt

Pouze softwarové ovládání.
Bez hodnocení bezpečnostiVážená hladina
akustického tlaku A upracovních stanic

LpA = 64 dB(A) (naměřená hodnota))
Nejistota K = 4 dBMěření provedena v souladu s EN ISO 11202

Úroveň vibracíBěhem přípravy

Celkové vystavení horních částí těla vibracímnepřekračuje 2,5 m/s2

Provozní prostředí

Okolní teplota

5-40 °C / 41-104 °F

Vlhkost0-90 % RV bez kondenzace

3 Hladina hluku: Uvedené údaje jsou úrovně emisí a nemusí se nezbytně

jednat o bezpečné pracovní úrovně. Ačkoli existuje souvislost mezi úrovní
emisí a expozicí, nelze je spolehlivě použít ke stanovení toho, zda jsou
zapotřebí další opatření. Mezi faktory, které ovlivňují skutečnou úroveň
expozice pracovníků, patří charakteristiky pracovního sálu, další zdroje
hluku atd., tj. počet strojů a další sousední procesy. Přípustná úroveň
expozice se také může lišit v jednotlivých zemích.

89

Tegramin-20
Návod k použití

Předmět
NapájeníNapětí / frekvence

200 – 240 V / 50 – 60 Hz

Vstup napájení

1 fáze (N+L1+PE) nebo 2 fáze (L1+L2+PE)
Elektrická instalace musí odpovídat „kategorii instalace
II“.

Výkon, jmenovitézatížení

680 W

Napájení, nečinnost

9W

Proud, jmen.

3,4 A

Proud, max.

6,3 A

Tlak pro vodu z
vodovodu

1-10 barů (14,5-145 psi)Přívod vodyprům. 3/4"

Výstup vodyprům. 30 mm / 1 ¼"

Přívod vzduchu

prům. 6 mm / ¼"

Tlak vzduchu

6-10 barů / 87-145 psi

Kvalita vzduchu

Doporučená kvalita: ISO 8573-1, třída 5.6.4.

“Odtah”(pouze s krytem)

Rozměrprům. 50 mm / 2"
Doporučená kapacita pro odtahový systém: 50 m3/hod.
/ 1750ft3/h při 0 mm vodního sloupce.

Rozměry a hmotnost(bez krytu)Šířka

60 cm / 23,6"

Hloubka

65 cm / 25,6"

Výška

48 cm / 18,9"

Hmotnost

52,5 kg / 116 lb

Šířka

60 cm / 23,6"

Hloubka

65 cm / 25,6"

Výška(kryt zavřený/kryt otevřený)50 cm / 19,7"
85 cm / 33,5"

Hmotnost

58 kg / 128 lbRozměry a hmotnost(s krytem)

90

Specifikace

PIC č.: 16037002
Revize B
Datum vydání: 25.09.2018

Tegramin, kontrolní seznam před instalacíPřed instalací stroje si přečtěte pokyny k instalaci v návodu k použití.

Požadavky na instalaci− Jeřáb a 2 zvedací popruhy 1− Šroubovák/ bit: TX30
, PH2

a H4

Potřebné příslušenství a spotřební materiál(objednat samostatně)(Podrobnosti o dostupném sortimentu naleznete v brožuře Tegramin a v kataloguspotřebního materiálu Struers).
Doporučeno
Odtahový systém: 50 m3/hod. / 1750 ft3/h při 0 mm / 0" vodního sloupce (Tegramins krytem/bezpečnostním krytem)
Recirkulační chladicí jednotka

Specifikace bedny
Tegramin-25/-30*93 kg /205 lb92 cm / 36”

88 cm / 34,6”

88 cm / 34,6”

Tegramin-20

92 cm / 36”*123 kg /271 lb92 cm / 36”
92 cm / 36”*Pro Tegramin s krytem a bezpečnostním krytem přidejte 8 kg / 17 lb

1 Popruhy musí být schváleny nejméně na dvojnásobek hmotnosti stroje.

Strana 1 z 8

Tegramin, kontrolní seznam před instalací

Vybalení Opatrně otevřete a vyjměte boky
a horní část balicí bedny.
 Odstraňte transportní držáky,které stroj připevňují k paletě.

Umístění
 Stroj musí být umístěn v blízkosti napájecího zdroje.
 Stroj je určen k umístění na pevný, stabilní pracovní stůl s vodorovným
povrchem.
Doporučené rozměry:Výška: Doporučeno 80 cm / 31,5”Šířka: 92 cm / 36,2”
Hloubka 90 cm / 35,4”

Doporučené rozměry pracovního stolu. Výška stolu (H) se řídí místními
preferencemi.
 Pro usnadnění přístupu servisních techniků ponechte kolem stroje dostatek
prostoru.
 Stroj musí být umístěn v blízkosti zdroje napájení a v blízkosti odtoku /recirkulační chladicí jednotky.
NÁPOVĚDA:Stolní jednotka určená pro stolní stroje Struers je k dispozici jako příslušenstvíkat. č. 06266101. Recirkulační chladicí jednotka se vejde do přihrádky ve stolní
jednotce

Strana 2 z 8

Tegramin, kontrolní seznam před instalací

Doporučený prostorZepředu:Doporučený prostor vpředu: 100 cm / 40”.

Zezadu:Stroj lze umístit proti stěně.
 Zkontrolujte, zda je za stolem dostatek místa pro přívodní a výstupníhadice. (Při použití stolu Struers není potřeba žádný prostor navíc, protože
deska stolu má předřezané otvory pro hadice).
 Zkontrolujte, zda je za stolem dostatek místa pro úplné otevření krytu(viz obrázek na straně 3).
 Zkontrolujte, že za strojem je asi 15 cm / 5,9" pro odtahovou hadici.

Strany:Zásobník na láhve a/nebo Tegramin lze umístit na obě strany Tegraminu.
Doporučený prostor na straně pro zásobník na láhve. 22 cm / 8,7".
Doporučený prostor na straně pro Tegramin: 40 cm / 16".

Rozměry
Tegramin-20

65 cm / 25,6”

93 cm / 36,6”
56 cm / 22”

85 cm / 33,5”48 cm / 18,9”

Tegramin-25/-30

75 cm / 29,5”

Strana 3 z 8

Tegramin, kontrolní seznam před instalací

65 cm / 25,6”

Půdorys (nožka)Tegramin-20

60 cm / 23,6”
62,5 cm / 23,6”

75 cm / 29,5”Půdorys (nožka):Tegramin-25/-30

67,5 cm / 26,6”
70 cm / 27,6”

Strana 4 z 8

Tegramin, kontrolní seznam před instalacíZvedáníPOZNÁMKA:
Nezvedejte Tegramin za světle šedé tělo.
Vždy zvedejte zespodu stroje.
Pomocí jeřábu

Ke zvednutí stroje z přepravní palety je zapotřebí jeřáb a 2 zvedací popruhy.
Doporučuje se zvedací tyč, aby byly oba popruhy od sebe odděleny pod
zvedacím bodem.
Tegramin s krytem/bezpečnostním krytem - Použijte popruhy, které jsou
dostatečně dlouhé, aby nenamáhaly kryt (použijte popruhy o délce cca
3 3,5 m).

Tegramin s krytem/bezpečnostním krytem:
Tegramin bez krytu:
Ujistěte se, že jsou zvedací popruhy drženy
v dostatečné vzdálenosti od horního krytu
 Umístěte dva zvedací popruhy pod Tegramin.
− Umístěte popruhy pod Tegramin tak, aby byly na vnější straně nožek.

Zde umístěte
Zde umístětehh
 Zvedněte Tegramin na stůl.
 Zvedněte přední část Tegraminu a opatrně jej přesuňte na místo pomocí
válečků.

Strana 5 z 8Tegramin, kontrolní seznam před instalacíZdroj napájení
Stroj byl dodáván se dvěma typy síťových kabelů (délka 2,5 m / 8,2').
2kolíková (evropská Schuko) zástrčka se používá pro jednofázové připojení.
Pokud zástrčka dodávaná s tímto kabelem není ve vaší zemi schválena,musíte zástrčku vyměnit za schválenou zástrčku.

3kolíková zástrčka (severoamerická NEMA 6-15P) se používá pro 2fázové
připojení.
Pokud zástrčka dodávaná s tímto kabelem není ve vaší zemi schválena,musíte zástrčku vyměnit za schválenou zástrčku.

Elektrické parametry

Tegramin-20

Tegramin-25

Tegramin-30Napětí/frekvence

200 – 240 V / 50 – 60 Hz

Vstup napájení

1 fáze (N+L1+PE) nebo 2 fáze (L1+L2+PE)
Elektrická instalace musí odpovídat „kategorii
instalace II“.

Výkon, jmenovitézatížení

680 W

1060 W

1060 W

Napájení, nečinnost

9W

13 W

13 W

Proud, jmen.

3,4 A
6,3 A

5,3 A

5,3 A

10 A

10 A

Proud, max.

Bezpečnostní funkce
Mechanismy zastaveníNavrženo tak, aby vyhovovalo min.
Nouzový vypínač

EN60204-1, kategorie zastavení 0
EN13849-1, PL=c, kategorie 1

Kryt

Pouze softwarové ovládání.
Bez hodnocení bezpečnosti

Bezpečnostní kryt

EN60204-1, kategorie zastavení 0
EN13849-1, PL=c, kategorie 1

Strana 6 z 8

Tegramin, kontrolní seznam před instalacíPřívod vody Vyžadováno

 Volitelně

Tlak vody

1-10 barů / 14,5 -145 psi

Dodaná hadice:Přívodní hadice ¾” x 2 m / 6,5” se standardním konektorem, těsněním
filtru a redukčním kroužkem ¾” až ½”

Připojení trubky:¾" trubkový závit dle britské normy
Voda pro mokré broušení může být dodávána z vodovodního řadu nebo z
recirkulační chladicí jednotky.
Podrobnosti viz Příslušenství na stránce 8.
NÁPOVĚDA:U nových instalací vodovodního potrubí nechte před připojením kTegraminu několik minut téci vodu, aby se z potrubí vypláchly veškeré
nečistoty.

Vypouštění vody odtok Vyžadováno

 Volitelně

Stroj je dodáván s hadicí pro odtok vody o délce 1,2 m / 4,9'.
Ujistěte se, že odtok vody je pod úrovní stroje.

Stlačený vzduch Vyžadováno

 Volitelně

Dodávaný konektor:

Spojovací díl - hadice o průměru 6 mm na rychlospojku ⅛"

Tlak:

6-10 barů / 87 -145 psiPrůtok:3,5-4 l/min

Doporučená kvalita:

ISO 8573-1, třída 5.6.4.

Odtah Vyžadováno

 Volitelně

Doporučeno (Tegramin s
krytem/bezpečnostním
krytem)Minimální kapacita: 50 m3/hod. / 1750 ft3/h při 0 mm / 0" vodního sloupce.

Odtahová přípojka

50 mm / 2" připojení na zadní straně stroje, na držáku
krytu/bezpečnostního krytu.

Strana 7 z 8Tegramin, kontrolní seznam před instalacíOkolní podmínky
5 - 40 oC
41 - 104 oF

Max. 90 % RV bez kondenzacePříslušenství a spotřební materiál
Podrobnosti o dostupném sortimentu naleznete v brožuře Tegramin akatalogu spotřebního materiálu Struers.
Recirkulační chladicíjednotkaMožnostDoporučeno:− Chladicí systém Struers 3 (kat. č. 05766xxx) s 50l nádrží, malým
čerpadlem, Cooli-1 a statickým filtrem.
− Struers Corrozip, aditivum do recirkulační chladicí jednotky, prozamezení korozi.
Recirkulační chladicí jednotka je dodávána s 2,5 m / 8.2'vodní hadicía přípojkou GEKA pro snadnou montáž.
Recirkulační chladicí systém je dodáván s 2,5 m/ 8,2' napájecím kabelem
pro připojení k jednofázovému síťovému napájení.
POZNÁMKA:Když připojíte Tegramin jak k vodovodní síti, tak k recirkulační chladicíjednotce, musíte také nainstalovat přepínací klapku pro odtok.
Pokud tak neučiníte, může dojít k vyprázdnění nebo přetečení recirkulačníchladicí jednotky.

Spotřební materiál

Doporučuje se používat spotřební materiál Struers.
Jiné produkty (např. chladicí kapaliny) mohou obsahovat agresivnírozpouštědla, která rozpouštějí např. pryžová těsnění. Záruka se nemusí
vztahovat na poškozené části stroje (např. těsnění a hadičky), kde
poškození může přímo souviset s použitím spotřebního materiálu jinéhonež Struers.

Strana 8 z 8'RF

Declaration of Conformity

16037901 C

EU / UE / EL / EC / EE / ES / EÚ / AB
Manufacturerɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥ9êUREFH3URGXFHQW+HUVWHOOHUȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ)DEULFDQWH7RRWMD
9DOPLVWDMD)DEULFDQW3URL]YRÿDþ*\iUWy)DEEULFDQWH*DPLQWRMDV5DåRWƗMV)DEULNDQW3URGXFHQW)DEULFDQWH3URGXFăWRUXO9êUREFD3URL]YDMDOHF7LOOYHUNDUH䋙༢‫ݳ‬제조사3URGXVHQW
ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶøPDODWoÕࡦ䙐୶

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Denmark

9DDWLPXVWHQPXNDLVXXVYDNXXWXV'pFODUDWLRQGHFRQIRUPLWp,]MDYDRVXNODGQRVWL
0HJIHOHOĘVpJLQ\LODWNR]DW'LFKLDUD]LRQHGLFRQIRUPLWj$WLWLNWLHVGHNODUDFLMD$WELOVWƯEDVGHNODUƗFLMD

Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹɡɚɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
3URKOiãHQtRVKRGČ
2YHUHQVVWHPPHOVHVHUNO ULQJ
.RQIRUPLWlWVHUNOlUXQJǻȒȜȦıȘıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ
'HFODUDFLyQGHFRQIRUPLGDG
9DVWDYXVGHNODUDWVLRRQName / ɂɦɟ1i]HY1DYQ1DPHǵȞȠȝĮ1RPEUH1LPHWXV1LPL1RP1D]LY1pY1RPH3DYDGLQLPDV1RVDXNXPV
1DDP1D]ZD1RPH'HQXPLUHD1i]RY,PH1DPQ਽ࡽ / 제품명ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ$GÕ਽〠9HUNODULQJYDQRYHUHHQVWHPPLQJ'HNODUDFMD]JRGQRĞFL
'HFODUDomRGHFRQIRUPLGDGH'HFODUDʕLHGHFRQIRUPLWDWH
9\KOiVHQLHR]KRGH,]MDYDRVNODGQRVWL,QW\JRP|YHUHQVVWlPPHOVH䚙ਸᇓ䀰ᴨ적합성 선언서
6DPVYDUVHUNO ULQJɁɚɹɜɥɟɧɢɟɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
8\JXQOXN%H\DQÕㅖਸᙗ༠᰾

Tegramin-25/-30

Model / Ɇɨɞɟɥ0RGHO0RGHO0RGHOOȂȠȞĲȑȜȠ0RGHOR0XGHO0DOOL0RGqOH0RGHO0RGHOO0RGHOOR0RGHOLV0RGHOLV N/A
0RGHO0RGHO0RGHOR0RGHOXO0RGHO0RGHO0RGHOOɪɏɳ / 모델0RGHOOɆɨɞɟɥɶ0RGHOරਧ
Function / Ɏɭɧɤɰɢɹ)XQNFH)XQNWLRQ)XQNWLRQȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ)XQFLyQ)XQNWVLRRQ7RLPLQWR)RQFWLRQ)XQNFLMD)XQNFLy)XQ]LRQH)XQNFLMD)XQNFLMD)XQFWLH)XQNFMD)XQomR)XQFʕLD)XQNFLD)XQNFLMD)XQNWLRQ₏㜭 / 기능)XQNVMRQ
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ)RQNVL\RQ࣏㜭

Grinding and polishing machines with Doser

Type / Ɍɢɩ7\S7\SH7\SȉȪʌȠȢ7LSR7S7\\SSL7\SH7LS7tSXV7LSR7LSDV7LSV7\SH7\S7LSR7LSXO7\S
7LS7\Sぞ于 / 유형7\SHɌɢɩ7U㊫ර

06026127, 06026227 / 06036127, 06036227

Serial no. / ɋɟɪɢɟɧɧɨɦɟɪ9êUREQtþtVOR6HULHQXPPHU6HULHQQXPPHUȈİȚȡȚĮțȩȢĮȡȚșȝȩȢ1GHVHULH6HHULDQXPEHU
6DUMDQUR1RGHVpULH6HULMVNLEURM6RUR]DWV]iP1VHULDOH6HULMRV1U6ƝULMDV1U6HULHQU1XPHUVHU\MQ\1GHVpULH1UVHULH9êUREQpþ6HULMVNDãW6HULHQXPPHUȿɲȪɳ⮚ਧ / 일련번호6HULHQUɋɟɪɢɣɧɵɣɧɨɦɟɪ
6HULQRᒿࡇਧ

Module +, according to global approach

HQ We declare that the productmentioned is in conformity
with the following directives
and standards:
EJ Ⱦɟɤɥɚɪɢɪɚɦɟɱɟɩɨɫɨɱɟɧɢɹɬ
ɩɪɨɞɭɤɬɟɜɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɫɴɫɫɥɟɞɧɢɬɟɞɢɪɟɤɬɢɜɢɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ
FV 7tPWRSURKODãXMHPHåHXYHGHQêYêUREHNMHYVRXODGXVQiVOHGXMtFtPLVPČUQLFHPLDQRUPDPLGD 9LHUNO UHUKHUYHGDWGHW
Q YQWHSURGXNWHULRYHUHQVVWHPPHOVHPHGI¡OJHQGHGLUHNWLYHURJVWDQGDUGHU
GH :LUHUNOlUHQGDVVGDVJHQDQQWH
3URGXNWGHQIROJHQGHQ5LFKWOLQLHQ
XQG1RUPHQHQWVSULFKW

HO ǻȘȜȫȞȠȣȝİȩĲȚĲȠİȞȜȩȖȦʌȡȠȧȩȞİȓȞĮȚıȪȝĳȦȞȠȝİĲȚȢĮțȩȜȠȣșİȢȠįȘȖȓİȢțĮȚʌȡȩĲȣʌĮ
HV 'HFODUDPRVTXHHOSURGXFWRPHQFLRQDGRFXPSOHFRQODVVLJXLHQWHVGLUHFWLYDV\QRUPDWLYDV
HW .LQQLWDPHHWQLPHWDWXGWRRGHYDVWDEMlUJPLVWHOHGLUHNWLLYLGHOH
MDVWDQGDUGLWHOHÀ 9DNXXWDPPHHWWlPDLQXWWXWXRWH
RQVHXUDDYLHQGLUHNWLLYLHQMDVWDQGDUGLHQPXNDLQHQ
IU 1RXVGpFODURQVTXHOHSURGXLWPHQWLRQQpHVWFRQIRUPHDX[GLUHFWLYHVHWQRUPHVVXLYDQWHV
KU ,]MDYOMXMHPRGDMHVSRPHQXWLSURL]YRGVXNODGDQVOMHGHüLPGLUHNWLYDPDLVWDQGDUGLPD

KX .LMHOHQWMNKRJ\MHOHQ
WHUPpNPHJIHOHODN|YHWNH]Ę
LUiQ\HOYHNQHNpVV]DEYiQ\RNQDN
LW 'LFKLDULDPRFKHLOSURGRWWRFLWDWRqFRQIRUPHDLVHJXHQWLVWDQGDUG
HGLUHWWLYH
OW 3DUHLãNLDPHNDGQXURG\WDVJDPLQ\VDWLWLQNDãLDVGLUHNW\YDVLUVWDQGDUWXVOY 0ƝVDSVWLSULQƗPNDPLQƝWDLVSURGXNWVDWELOVWãƗGƗP
GLUHNWƯYƗPXQVWDQGDUWLHP
QO :LMYHUNODUHQGDWKHWYHUPHOGH
SURGXFWLQRYHUHHQVWHPPLQJLV
PHWGHYROJHQGHULFKWOLMQHQHQQRUPHQ
SO 2ĞZLDGF]DP\ĪHZ\PLHQLRQ\SURGXNWMHVW]JRGQ\]QDVWĊSXMąF\PLG\UHNW\ZDPLLQRUPDPLSW 'HFODUDPRVTXHRSURGXWRPHQFLRQDGRHVWiHPFRQIRUPLGDGHFRPDVVHJXLQWHVQRUPDVHGLUHWLYDV
UR 'HFODUăPFăSURGXVXOPHQʕLRQDW
HVWHvQFRQIRUPLWDWHFXXUPăWRDUHOHGLUHFWLYHʓLVWDQGDUGH
VN 9\KODVXMHPHåHXYHGHQêYêURERNMHYV~ODGHVWêPLWRVPHUQLFDPLDQRUPDPL
VO 3RWUMXMHPRGDMHRPHQMHQLL]GHOHNYVNODGX]QDVOHGQMLPLGLUHNWLYDPLLQVWDQGDUGLVY 9LLQW\JDUDWWGHQDQJLYQD
SURGXNWHQ|YHUHQVVWlPPHUPHG
I|OMDQGHGLUHNWLYRFKVWDQGDUGHUMD ᔺ⽮ȄǨȃᤷᇊ㼭૱ǡԕлȃᤷԔǟȝȈสⓆȀ
䚙ਸǮȠǨǽȧᇓ䀰ǬȓǮǄMachinery
Lorem
ipsum
Directive
Lorem
ipsum
2006/42/EC
Lorem
ipsum

EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012, EN ISO 13850:2015, EN
60204-1:2006/A1:2009/corr.:2010.

Lorem ipsum
EMC Directive
Lorem
ipsum
2014/30/EU
Lorem
ipsum

EN 61000-6-2:2005/AC:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/A1-AC:2012, EN 61000-3-2:2014,
EN 61000-3-3:2013.

Lorem
RoHS ipsum
Directive
2011/65/EU
Lorem
ipsum
Lorem ipsum

EN 50581:2012.

Additional standards

NFPA79:2018, FCC 47 CFR Part 15:2018.

NR 해당 선언서 상의 제품은다음 지침 및 기준에 적합함을 선언합니다.
QR 9LHUNO UHUDWSURGXNWHQHVRPHUQHYQWHULVDPVYDUPHGI¡OJHQGHGLUHNWLYHURJVWDQGDUGHUUX ɇɚɫɬɨɹɳɢɦɡɚɹɜɥɹɟɦɱɬɨ
ɭɤɚɡɚɧɧɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɨɬɜɟɱɚɟɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɞɚɥɟɟɞɢɪɟɤɬɢɜɢɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ
WU %HOLUWLOHQUQQDúD÷ÕGDNLGLUHNWLÀHUHYHVWDQGDUWODUDX\JXQROGX÷XQXEH\DQHGHUL]
]K ᡁԜ⢩↔༠᰾к䘠ӗ૱ㅖਸԕлᤷԔ઼ḷ߶˖$XWKRUL]HGWRFRPSLOHWHFKQLFDO¿OH
$XWKRUL]HGVLJQDWRU\'DWH
932SHUDWLRQV'R&B&6+B+B

Declaration of ConformityDoc:16037902 E

EU / UE / EL / EC / EE / ES / EÚ / AB
Manufacturer/

Tegramin-25/-30

Name //

N/A

Model //

Grinding and polishing machines with Safety cover and Doser

Function //06026527, 06036527

Type //
Serial no. //Module , according to global approach

We declare that the productmentioned is in conformity
with the following directives
and standards:

-

-

-

-

Machinery
Lorem
ipsum
Directive
Lorem
ipsum
2006/42/EC
Lorem
ipsum

EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012, EN ISO 13850:2015, EN
60204-1:2006/A1:2009/corr.:2010, EN ISO 14120:2015, EN ISO 14119:2013.

Lorem
ipsum
EMC Directive
2014/30/EU
Lorem
ipsum
Lorem ipsum

EN 61000-6-2:2005/AC:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/A1-AC:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.

Lorem
RoHS ipsum
Directive
2011/65/EU
Lorem
ipsum
Lorem ipsum

EN 50581:2012.

Additional standards

NFPA79:2018, FCC 47 CFR Part 15:2018.

VP Operations


Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Dánsko