Hoja de datos
testo 425

Anemómetro
térmicotesto 425 – Anemómetro digital dehilo caliente con conexión a la App

Medición de velocidad y temperatura, así como mediciónde caudal en el conducto de ventilaciónm/s

Más flexibilidad en las mediciones de canal con la sonda
telescópica con cable (tamaño máximo de 820 mm)

m3/h

Configuración (de canal) rápida en la App, historial gráfico,
segunda pantalla y memoria de los datos de medición en la
App testo Smart°C

Cálculo del valor medio temporal y puntual
Durabilidad gracias a un diseño compacto

Bluetooth 5.0
y App

con carcasa robusta

Descarga gratuita de la App
testo SmartLos sistemas de ventilación y climatización ajustados

este modo le facilita el trabajo por encima de la cabeza o enperfectamente son un factor decisivo para edificios

conductos de gran diámetro. El analizador especialmente

modernos. Por consiguiente, es importante garantizar con

robusto y compacto ejecuta automáticamente todos losla tecnología de medición adecuada que la velocidad,

cálculos relevantes, tales como el caudal o los valores

la temperatura y el caudal coincidan en el conducto demedios temporales y puntuales.

ventilación.
Además, Con la App testo Smart podrá ejecutar fácilmente
En este sentido, el anemómetro térmico testo 425 estarála configuración del analizador, la visualización y ela su lado de forma rápida, sencilla y precisa. La sonda

almacenamiento de los valores medidos, así como latelescópica con cable puede extenderse hasta 820 mm y dedocumentación.

www.testo.com

testo 425

Datos del pedido / Datos técnicos / Accesorios

Tipos de sensor

testo 425, anemómetro térmico de hilo caliente
con conexión a la App, telescopio conectado
fijamente (máx. 820 mm), incl. bolsa detransporte, protocolo de calibración y 3 pilas AA

Hilo caliente
Rango de medición

0,01 … 30 m/s

Exactitud ±1 dígito

±(0,03 m/s + 4 % del v.m.) (0,01 … 20 m/s)±(0,5 m/s + 5 % del v.m.) (20,01 … 30 m/s)

Resolución

0,01m/s

NTCModelo 0563 0425

Rango de medición-20 … +70 °C

Exactitud ±1 dígito

±0,5 °C

Resolución

0,1 °C

1985 2244/dk/TT/02.2023

testo 425

La App testo Smart

Temperatura defuncionamiento

Analizador: -20 … +50 °C
Sonda: -20 … +70 °C

Temperatura dealmacenamiento-20 … +50 °C

Tipo de pila

3 x AA

Autonomía

35 hMedidas

Analizador: 135 x 60 x 28 mm
Sonda: Longitud 180 mm, Ø 7,5 mm
Longitud del cable de 1,5 m

Peso

268 g

Clase de protección

Analizador: IP40
Sonda: IP20

Material de la carcasa

ABS + PC / TPEAccesorios

Modelo• Simple y rápido: Menús de medición para diversas
aplicaciones brindan un apoyo perfecto para laconfiguración y ejecución de la medición

Impresora testo Bluetooth®, incl. 1 rollode papel térmico; batería y fuente dealimentación

0554 0621• Representación gráfica de los valores medidos,por ejemplo, en forma de tabla para una
interpretación rápida de los resultados

Papel térmico de repuesto para impresora(6 rollos), documentación de datos demedición legible a largo plazo, hasta 10
años

0554 0568

Certificado de calibración ISO
Velocidad, anemómetro de hilo calientey de molinete, tubo Pitot; puntos decalibración 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0004

Certificado de calibración ISOVelocidad, anemómetro de hilo calientey de molinete, tubo Pitot; puntos decalibración 5; 10; 15; 20 m/s

0520 0034

Certificado de calibración ISO Velocidad,
anemómetro de hilo caliente y demolinete; puntos de calibración 0.3; 0.5;
0.8; 1.5 m/s

0520 0024• Creación local de protocolos de medición digitalesincl. fotos como archivo PDF / CSV y envío a
través de correo electrónico

Descarga gratuita para
Android y iOS

www.testo.com

Reservado el derecho a realizar modificaciones, también de carácter técnico.

Datos técnicos generales