UVTEST

紫外線蛍光ランプ試験装置

一貫した放射照度分布及び温度分布を有するこの装置は、このクラスでは最高の促進暴露試験装置です。

R紫外線蛍光ランプ試験装置
簡便な操作性：■ シンプルなタッチスクリーンによる操作と制御：‒ 誤操作を低減するために入力済みの試験プログラム‒ 1 つ のスクリーン上に全ての重要なパラメーターを表示‒ トレンド・プロット、アラームメッセージ、メンテナンススケジュールを表示■ 停電後の自動再復帰■ 簡便なランプ交換■ 先端技術によるキャリブレーションデバイス

アトラス UVTestTM はアトラス社の 90 年に及ぶ洗練された専門知識と技術により経済性に重点を置いた耐候性試験機です。革
新的な設計による機能的な特徴はさまざ

効率的なコスト：■ 価格と比較して、長寿命のランプはランニングコストに大きく貢献します。
■ プラグ ･ アンド ･ プレイテクノロジーで最小のメンテナンス

ま な 材 料 の 紫 外 線・ 温 度・ 湿 度 に 対 す る反応の再現性を向上し、運転コストを低減します。

A2LA による認定アトラス社のキャリブレーションサービスはISO17025の必要条件を満たす A2LA（＝米その他の機能：■ Ethernet 接続を経由した DAQ（データ収集）：オプション■ より正確な温度測定を行うため、ブラックパネル温度センサーに測温抵抗体Ｐｔ1000 を使用■ 一貫した放射照度分布及び温度分布はこのクラス最高■ 最大放射照度レベル >1.55 Ｗ／㎡（UVA）及び >1.23 Ｗ／㎡（UVB）

国試験所認定協会（American Association■ 精度を向上させた最新技術による温度センサー、光センサーテクノロ
ジーを使用

for Laboratory Accreditation,URLhttp://■ エアーヒーター保護用、放水機構を装備

www.a2la.org/）の認定を受けております。

■ 事故防止のために本体にフロートスイッチと観察窓を装備

シカゴに本拠地を置き、最先端技術の放射■ アクセスポートにより、点灯時もドアを開けることなく、放射照度校正可能です。ユーザーが有害な紫外線にさらされるリスクを低減します。

照度測定装置を備えたアトラス社のキャリブレーション研究所でキセノンランプ及びUV テストの放射照度キャリブレーションを行います。同様に、ご使用中のアトラス社の耐候性試験機についても、弊社の訓練された経験豊富な技術サービススタッフがお伺いしてこれらのキャリブレーションを行います。

■ 高さ調節可能なキャスターと水準器を装備■ スプレー水再循環システム：オプション■ 各種試料スプレーノズルもご用意できます。
■ 試料数量を増すために限られた設置面積で装置を増設できる積み重ねフレーム（オプション）、スプレーも取り付け可能です。

試験槽概要図
結露を発生させるために試験槽の最下部にある加熱水槽で作WXView(DAQ データ収集プログラム )られた水蒸気が試験槽に上昇し、均一な紫外線放射と 100％WXView は、UVTest 装置の状態を遠隔監の相対湿度に試料が暴露される構造となっています。

視する DAQ ソフトウエアです。センサーで読み込んだ試験状況を提供します。

紫外線蛍光ランプ

データは、表形式とグラフィカル形式で表示され、データベースに書き込まれる為、将来見たい時に簡単に確認できます。

水蒸気の結露試料水加熱用エレメント

UVA/UVB ランプ
ＵＶテスト用として、UVA340ｎｍ、ＵＶＡ351ｎｍ、ＵＶB313ｎｍの３種類の紫外線蛍光ランプをご用意し試験に最適な光源を選択できます。

アトラス®・UVTestTM の機能と特徴
UVTest TM

従来型
可能

不可能

キャリブレーションポートによるキャリブレーション中は安全スイッチに接続変更（バイパス）が必要

UVA-351 ランプのキャリブレーション

直接 351ｎｍで可能

340nm の値から係数を使用して行うランプ点灯時の試料スプレー

型式 UVT-SS のみ対応

ユーザーの特別機能コードが必要

ブラックパネル温度センサー

高精度な A 級測温抵抗体 Pt1000 センサー

重ねフレーム､ 水スプレー（オプション）
キャリブレーション安全装置

ユーザーインターフェイス･プラットフォーム
利用可能言語
テストパラメーターのトレンド・プロット

精度の低い IC

温度センサー

機能タッチスクリーン

数字表示キーパッド

日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペ
イン語、中国語、韓国語、ポルトガル語

英語のみありなし

仕型式様UVT

光源（８本付属）UVT ー SS

紫外線蛍光ランプ

UVB313、UVA340、UVA － 351 より選択

最小：0.35W／㎡（UVA、UVB）

放射照度範囲最大：1.55W／㎡ (UVA) 、1.00W／㎡（UVB）

試料取付数

４８試料＋ブラックパネル温度計／試料ホルダー：76 × 300 ｍｍ（24 枚）又は１００×３００ｍｍ（16 枚）

温度制御

試験槽 BPT（ブラックパネル）センサー

温度範囲

ランプ点灯時：35 ～ 80℃ 、湿潤時：35 ～ 60℃

携帯用放射照度キャリブレータ―

装備

試験サイクル

規格試験条件インストール済

試料スプレーシステム （注意 1）

スプレー水無し

装備（スプレーノズル１２個付属）無し

圧力：25 ー 40psi
純度：＜１ppm 溶解固形物
シリカ : ＜ 0.1ppm
伝導率：＜５μS／ｃｍ 又は 200k0hm※試験法を参照し、その試験法に従ってください

圧力：２－６０psi
結露用水

純度：イオン交換水を推奨します。純度の低い水、又は水道水を使用すると、水の受け皿に好ましくない鉱物質を堆積させ頻繁に掃除が必要となります。

ドアセイフティ及び過温遮断装備

放射照度校正安全装置

アクセスポート装備

ＣＥコンプライアンス及びＵＬとＣＳＡ

資格認定

電源

単相

AC100V

15A

50 ／ 60Hz

単相AC200V

10A

50 ／ 60Hz

給排水設備

必要

機体寸法

寸法

質量約 140ｋｇ（オプション装備により異なります）

約 W1310 × D530 × H1420 ｍｍ※オプション DAQ データ収集プログラム（WXView)、積み重ねキット、放射照度制御（340nm、313nm、351nm)		
※注
意 １．試料スプレーシステムの水の流量は、インライン制限装置によって自動的に制御（制限）され調整は出来ません。最大の流量は、193 ～ 345ｋPa の入力圧力範囲で維持されます。試料スプレーシステムは、後から、型式 UVT には、取り付けられませんので予めご了承下さい。型式 UVT-SS は、試料スプレーシステムを標準装備していますので、イオン交換水は必要条件となります。		

UVTestTM の標準規格

上記規格は UVTest が適合している国際的な規格です。他の規格についての情報は営業担当者にご連絡ください。上記の規格は予告なしに変更される場合があります。

本 社・東 京 支 店
大 阪 支 店
名 古 屋 支 店

〒 114-8557 東 京 都 北 区 滝 野 川 ５ − 15 − ４ TEL 03-3916-8181（代表） FAX 03-3916-8173〒 564-0052 大 阪 府 吹 田 市 広 芝 町 ５ − ３（ 豊 田 ビ ル ） TEL 06-6386-2851（代表） FAX 06-6330-7438〒 461-0004 名古屋市東区葵３− 15 − 31（千 種ビル） TEL 052-933-0491（代表） FAX 052-933-0591● http://www.toyoseiki.co.jp/●記載内容は改良のため変更することがあります。
●このカタログに記載されている仕様内容は、アトラス社のカタログ Pub.No.56352489 に整合しております。

Since 1934
2020.05.010 M