No.218
No.119No.219ストログラフ
特許出願中

引張試験自動化システム

1kN
0.4MPa3kN
0.8MPa2kN
1.8MPaNo.218

プラスチック用

ストログラフ

温湿度計【型式 TH】（オプション）
試験片収納部及び測定部近くに温度・湿度センサー（一体型）をセットすることができます。温度・湿度
両データは PC のディスプレイに表示され、データシートにも印刷されます。
注）写真のものと異なる場合があります。

安全カバー（標準付属）
サンプル飛散防止用
材質：ポリカーボネイト

用

特途

長

ストログラフ AP4 は、室温でプラスチックの引①接触式標線追跡装置が微小伸びから大変形まで正確張試験を行う自動化、省力化を目的とした自動化に測定します。

システムです。

②試料供給機構の内部で幅、厚さを自動測定します。

この試験装置は、試験片収納部、試験片寸法測定③コンパクトな省スペースタイプです。

部、試験片搬送機構、試験片つかみ具、測定部、④ S-S カーブなどのデータが画面に表示され、ハード

標線追跡装置、破断試験片除去部、データ処理装ディスクに記憶されますので、必要なデータが必要な置から構成されています。

ときにグラフィックプリントができます。

試験片収納部にセットされた試験片は、自動で厚⑤試験片収納部がトレイ式なので、試験片の管理及びさ、幅を測定し測定部に搬送され、試験片つかみ割込み測定が容易に行えます。

具にチャッキングされます。予め PC に入力された測定条件によって自動で引張試験を開始します。専用の標線追跡装置により伸びの測定も自動で計測されます。

No.119

ゴム用

ストログラフ

（恒温槽 - 40 〜150℃付）

用

特途

長

AR-T は、-40 〜 150℃の温度環境下でゴムの引張①等時間間隔で自動試験を行います。

試験を行う自動化、省力化を目的とした自動化システ②予冷、予熱時間など設定温度、設定時間の安定管理

ムです。

で試験条件を安定させます。

この試験装置は、試験片収納部、試験片寸法測定部、③試験片収納部はトレイ式になっているので、試験片試験片搬送機構、試験片つかみ具、測定部、標線追跡の管理が容易です。

装置、破断試験片除去部、恒温槽、冷凍機、データ処④槽内が設定温度になると、自動的に試験を開始しま理装置から構成されています。

す。

試験片収納部のトレイにセットされた試験片は、自動⑤ -40 〜 150℃の温度環境下でゴムの引張試験を行で厚さが測定された後、恒温槽内に搬送され、設定温う自動化、省力化を目的とした自動化システムです。

度下に一定時間置かれた後、測定部に搬送され試験片⑥最大 120 本の試験片をセットできます。

つかみ具にチャッキングされます。あらかじめ PC に⑦試験片の厚さは、標線間を３点自動測定します。

入力された設定条件によって自動で引張試験を開始します。専用の非接触型標線追跡装置により伸びの測定も自動で計測されます。
これら一連の動作を一定時間無駄なく自動試験を行います。

No.219

ゴム用ストログラフ（恒温槽 室温 + 20〜100℃付）

用特途長

ストログラフ HT は、室温 +20 〜 100℃最新技①有効ストローク約 700mm術を駆使したゴム用恒温槽付自動引張試験機です。

プルにも安心です。

装置の構成は、恒温槽、試験片（ダンベル 3 号）

②伸び測定には CCD カメラ方式を採用、追跡最収納部、マーキング部、測厚部、搬送部、測定部、小スパン 20mm、精度：最小表示 0.1mm、最標線追跡部、着脱部およびデータ処理部からなり、小分解能 0.04mm。

収納部内のトレイに試験片をセットするだけで、所③最大 300 本の試験片をセットできます。

定の工程が全自動で連続運転され設定試験条件のも④室温 +20 〜 100℃の温度環境下でゴムの引とに引張試験を行います。

張試験を自動化、省力化を目的とした自動化システムです。

伸びのあるサンストログラフ AP4
A

試験片の種類}JIS K 7161- 2（ISO527-2）ダンベル試験片 1A 形（複数選択可）
ASTM D 638 TYPE Ⅰ、TYPE Ⅳ

B

本体部（1）最 大 容 量 ：20kN
クロスヘッド速 度 ：0.0005 〜 500mm/min（2）（3）戻 り 速 度 ：最高 500mm/min（4）有効ストローク ：約 700mm（チャック B-1 使用時）

F計

測部（1）ロ ー ド セ ル ：5kN、10kN、20kN より選択
（2）
カ レ ン ジ ：レンジレス（倍率× 1 〜 X100 相当）（3）力表
示 ：N 表示・・・・・・リアルタイム表示（4）ゼロ点キャンセル ：ワンタッチ式（5）た る み 補 正 ：自動たるみ補正

D つ か み 具

（1）追 跡 方 式 ：接触方式（2）
対 応 標 線 間 ：50mm（3）追 跡 精 度 ：微小範囲± 1μm（0 〜 100μm）、± 1.5 μm（150μm）破断伸び測定範囲± 1％（10mm 〜）（4）有効ストローク ：350mm

G 試験片供給部（1）試験片セット方式 ：専用トレイ方式（2）
トレイセット数 ：最大 40 枚
（3）トレイ 1 枚における試験片セット数：最大 5 本

データ処理（1）データ処理機 ：PC、LCD、プリンター（2）
試験条件設定 ：日付、測定者、試験片形状名、試料ロット・グレー
ド名、荷重レンジ、試験速度など（3）デ ー タ 処 理 ：厚み、幅、弾性率、降伏点強度、降伏点歪み、最大点強度、最大点歪み、破壊点強度、破壊点歪み、破壊点呼び歪み、同一ロットの平均値、同一ロットの標準偏差（4）プリントアウト ：厚み、幅、弾性率、降伏点強度、降伏点歪み、最大点強度、最大点歪み、破壊点強度、破壊点歪み、破壊点呼び歪み、平均値、標準偏差、荷重一伸び曲線（伸びは標線間とつかみ具間）

I

エアーチャック（エアー圧 0.4MPa 以上）

プラスチック用

標線追跡装置HC仕様

安全装置（1）棒状リミッター （2）非常停止スイッチ

EJ試験片厚さ、幅測定部（1）測 厚 ゲ ー ジ ：デジタル方式測厚器、最小分解能1/100mm、精度± 2/100mm（2）
測定
点 ：厚さ、幅ともに標線内 3 点（3）測 定 圧 子 ：先端 Sφ 2.4mm（球状）、固定側φ 2mm（平面）装置設置要件（1）機体寸法・質量 ：W1500 × D900 × H2000mm 約 620kg（2）電源 ：本体・標線部…単相 AC100V 50/60Hz 約 10A
データ処理部…単相 AC100V 50/60Hz 約 5A（3）エ ア ー 源 ：エアー圧力0.5MPa（クリーンエアー）流量約 40ℓ/min

ストログラフ AR-T
A

試験片の種類JIS K 6251 ダンベル 3 号 試験片

B

本体部（1）最 大 容 量 ：1kN
（2）
クロスヘッド速 度 ：0.5、1、2、3、5、10、20、25、30、50、100、200、300、500mm/min の 14 段
（3）早 戻 り 速 度 ：最高 500mm/min（4）有効ストローク ：約 700mm（チャック B-12 使用時）

C

計

測部

（1）ロ ー ド セ ル ：1kN
（2）
カ レ ン ジ ：×1、×2、×5、×10、×20、×50、×100 倍
オートレンジ機能、レンジ容量表示付（3）力表
示 ：デジタル表示 最小分解能 1/2000 又は1/2500（4）ゼロ点キャンセル ：ワンタッチ式（5）た る み 補 正 ：自動たるみ補正

D つ か み 具
エアーチャック（エアー圧 0.4MPa 以上）（凍結防止用ヒーター付）

E

試験片厚さ測定部

計 ：デジタル方式リニアゲージ、最小分解能
1/100mm、精度± 2/100mm（2）
測定
点 ：標線内 3 点測定（3）測 定 圧 子 ：平面φ 5mm（この圧子の測定面に 44 ±10gf の力を負荷）（4）参 考 規 格 ：JIS K6250（1）測F

厚標線追跡装置（1）追 跡 方 式 ：非接触方式（2）
追跡最小スパン ：20mm（3）精度 ：± 1％（10mm 以上の破断伸び測定範囲）

G仕様

ゴム用試験片供給部（1）サンプルトレイ ：1枚のトレイに最大 6 枚の試験片をセット可（2）トレイ収納箱 ：最大 20 枚のトレイを収納可（3）セット可能サンプル数：最大 120 枚

H

データ処理

（1）データ処理機 ：PC、LCD、プリンター（2）設定試 験条 件 ：日付、測定者、試験片形状名、試料ロット・グレード名、荷重レンジ、試験速度、設定温度、予熱（冷）時間等（3）デ ー タ 処 理 ：厚み、最大点強度、最大点歪み、破壊点強度、破壊点歪み、モジュラス、同一ロットの平均値、同一ロットの標準偏差等（2）設定試験条件 項目及び
（4）プリントアウト ：（3）データ処理 項目の他に荷重─伸び曲線

I 恒温槽（1）温（2）加（3）冷（4）温度
熱却調

範 囲 ：- 40 〜150℃
方 式 ：ヒーター
方 式 ：水冷式冷凍機
精 度 ：± 2℃以内

J 安全装置（1）棒状リミッター（2）非常停止スイッチ

K 装置設置要件（1）機 体 寸 法 ：W2200 × D1560 × H2030mm（2）冷凍機機体寸法 ：W1000 × D1100 × H1530mm（3）電源 ：本体◎三相 AC200V 50/60Hz 約 20A
データ処理部◎単相 AC100V 50/60Hz 約５A
試験片供給装置◎単相 AC100V 50/60Hz 約10A
恒温槽◎三相 AC200V 50/60Hz 約 40A
標線追跡装置◎単相 AC100V 50/60Hz 約 5A（4）エ ア ー 源 ：供給装置用◎クリーンエアー 0.5MPa 流量約40ℓ/min
恒温槽用◎ドライエアー 0.5MPa 流量約150ℓ/min（５）冷却水： 圧力 0.2MPa 〜 0.8MPa  水量 30L/min〜40L/min, 水温 30℃以下

ストログラフ HT
A

試験片の種類F

JIS K 6251 ダンベル 3 号試験片

B本体部

（1）最 大 容 量 ：1kN
（2）クロスヘッド速度 ：0.5、1、2、3、5、10、20、25、30、50、100、200、300、500mm/min の 14 段階（3）速 度 表 示 ：最大速度 500mm/min、最小速度 0.5mm/min（4）速 度 精 度 ：± 1％（5）早 戻 り 速 度 ：ファジースピードオートリターン機能搭載
リターン速度 50、100、200、300、500mm/min（6）ストローク表示 ：最大表示 999.9mm 最小表示 0.1mm（7）有効ストローク ：約 700mm（8）ストロークリミッター ：上下限リミッター（電子、メカリミッターの併用）（9）親ネ
ジ ：台形ネジ（10）親 ネ ジ 間 隔 ：250mm（有効内寸 220mm）（11）モ ー タ ー ：AC サーボモーター

C計測部（1）ロ ー ド セ ル ：1kN
（2）ロードレンジ ：1kN、500N、200N、100N、50N、20N、10N、オートレンジ機能
レンジ容量表示付（3）荷 重 表 示 ：デジタル表示 最小分解能 1/2000 又は1/2500（4）精度 ：±1.0％（各レンジともフルスケールの指示値の 20％以上）（5）ゼロ点キャンセル ：ワンタッチ方式（6）
荷重リミッター ：上限リミッター 103％、下限リミッター 30％（7）た る み 補 正 ：自動たるみ補正

D

エアーチャック（1）容量 ：1kN（B-12）（2）コ マ 形 状 ：W30 × H20mm（3）供 給 エ ア ー ：エアー圧 0.4MPa 以上（4）エアーチャック ：エアー吹き出し式試験片分離付

E

試験片厚さ測定部（1）測 厚 ゲ ー ジ ：デジタル方式リニアゲージ、最小分解能
1/100mm、精度± 2/100mm（2）
測定
点 ：標線内 3 点測定（3）測 定 圧 子 ：平面φ 5mm（この圧子の測定面に 44 ±10gf の力を負荷）（4）参 考 規 格 ：JIS K6250

本 社・ 東 京 支 店 〒 114-8557
大 阪 支 店 〒 564-0052
名 古 屋 支 店 〒 461-0004

ゴム用仕様
標線追跡装置（1）追 従 方 式 ：CCD カメラ方式（2）マ ー ク 追 跡 ：映像マスク内におけるマーク中心値処理方式（3）標 線 間 隔 ：20mm（4）分
解能 ：最小表示
0.1mm
最小分解能
0.04mm（5）試験
片 ：黒色のみ（6）試験片マーク ：シルバー（銀色）（7）測 定 条 件 ：恒温槽外部より試験片伸張の追跡

G 供給品（試験片格納）
（1）格

納H

恒温槽

箱 ：50 トレイ格納
最大試験片 300 本格納（n=6 本× 50 トレイ）

（1）温 度 範 囲 ：室温 +20 〜 100℃
（2）加 熱 方 式 ：ヒーター（3）温 調 精 度 ：± 2℃以内

I

データ処理

（1）本（2）ソフ

体 ： PC、LCD、プリンター
ト ： WINDOWS

J 安全装置（1）棒状リミッター（2）非常停止スイッチ

K 装置設置要件（1）機 体 寸 法 ： 約W1780×D920×H2230mm
質量 約 650kg
電源 三相 AC200V 50/60Hz 約10A
（2）恒温槽機体寸法 ： 約W630×D1070×H1300mm
電源 三相 AC200V 50/60Hz 約30A
（3）デ ー タ 処 理 ：PC、LCD、プリンター
専用 PC ラック外形 約 W670×D770 × H1650mm
質量 約 76kg
電源 単相 AC100V 50/60Hz 約 5A（4）エ ア ー 源 ：清掃エアー 0.5MPa 流量約 40ℓ/min

東 京 都 北 区 滝 野 川 ５ − 15 − ４ TEL 03-3916-8181（代表） FAX 03-3916-8173
大 阪 府 吹 田 市 広 芝 町 ５ − ３（ 豊 田 ビ ル ） TEL 06-6386-2851（代表） FAX 06-6330-7438
名 古 屋 市 東 区 葵 ３ − 15 − 31 ( 千 種 ビ ル ) TEL 052-933-0491（代表） FAX 052-933-0591● https://www.toyoseiki.co.jp/●記載内容は改良のため変更することがあります。

2020.11.020 M