No.1005
No.1006

Ci3000+アトラス ウエザオメータ

アトラス フェードオメータ+Ci3000

Weather-Ometer & Fade-Ometer®

®

Meets InternationalStandards
キセノン
ウエザオメータ
国際標準 ─forキセノン
Xenon WeatheringTesting
フェードオメータE x p e r i e n c e. T h e A t l a s D i f f e r e n c e.

R:sedulcni tsil tset ehT
OSAJMG

OSIdroF
WV

R

CCTAA
MTSA
EAS

s m a r g o r P t s eT m o t s u C 2 1 r oあなたのゴールに焦点を合わせます。
f ecapS
アトラス社の基本理念
detide dna deipoc eb nac sdohtem tset gnitsixE
アトラスは、皆様の製品に対する革新的な耐候性試験方法
お客様とのパートナーシップで材料試験業界
snoitacilppa motsuc rofを開拓して参りました。のより良い未来を作ります。
試験機業界をリードする促進耐候性試験機から暴露試験研究所スタッフによるコンサルティング業務まで、私共の市場に対するアプローチは明白です。
lacitirc rof noitacﬁiton level ecnairav teS
neercs eno no selbairav

アトラス社の使命■ 専門知識の集約

ecnaidarrI ■erutarepmeT rebmahC ■■ 国際規格開発への参加
erutarepmeT kcaR ■)htob ro TSB ,TPB(■ お客様とのパートナーシップ
ytidimuH evitaleR ■■ 国際標準となる製品とサービスの提供を通じて材料試験テクノロジーの前進を図ります。

ytilibapaC laugnil-itluM:egaugnal derised eht tceleSnamreG ■hsilgnE ■hcnerF ■esenihC ■hsinapS ■esenapaJ ■naeroK ■私共は、製品寿命の判断に関わる簡便かつ使い易い試験技術を提供いたします。
その結果、皆様の最大の目標である、高品質で競争力の高い製品を、市場へより早く供給することを、可能にいたします。

厳格な品質管理を行っています。
私共は、最高の試験装置を生産することを軽く考えてはおりません。
あらゆる装置は、お客様の要求に応じた性能を備えていなければなりません。私共では、厳しい品質基準に従って目視により全てのキセノンランプと光学フィルターを検査しております。私共の試験装置は、使用材料や部品に不具合がないことを出荷前に確認する為に、全て厳しい検査が行われます。
本機Ｃｉ3000+ は、ＣＥ、ＵＬ、ＣＳＡ、ＩＳＯ、ＥＮ等の安全規格と電気規格に適合した試験装置です。

更に、進化した新Ｃｉ3000+
今までのＣｉ3000+ の設計思想の完全な見直しをはかり、新しいシンプルなオペレーティングシステムを採用し、完全デジタル化を可能にしました、これにより、今までにもまして高い信頼性と効率性を同時に実現できるまったく新しい装n o i t a r b i l a C e c n a i d a r r I d e t a置が完成しました。
motuA

noitarbilac resu swolla erudecorp elpmiSnoitamrofni etacilpud seta簡便で使いやすいコントロールシステム
nimile dna
ataD etacﬁitreC dna pmaL新しいデジタルコントロールシステムにより最も洗練されretnE ■
た機能を手に入れることができます。Ci3000+ は試験パラ
pmaL noitarbilaC eht llatsnI ■メーターを正確に制御し、再現性及び反復性の向上により、nottuB NUR e信頼できる試験結果を得ることができます。
ht sserP ■yllacitamotuA enoD si noitarbilaC ■効率的なキセノンランプ冷却改良されたキセノンランプ冷却システムにより、冷却水の使用量を劇的に減らすことに成功しました。
2

正しい光とは？
「正しい光」を選ぶことは、正確で信頼できる耐候性試験プログラムを作る上での、最初のステップの一つです。

WhichLightは、耐候性試験用に特別に設計された
is Right?
本機Ｃｉ3000+

キセノンランプとフィルターシステムを採用し、太陽光Choosing the “right light” is one of the first steps inをシミュレートしております。
creating an accurate and reliable weathering test program.

アトラス社のキセノンランプは、耐候性試験用の高性The
3000® Series simulates solar radiation using xenon
能基準に適合するよう、放射照度の安定性、ロッlamps and advanced filter分光分布、systems specificallydesigned for
ト毎の均一性を保つように開発されております。
weathering. Atlas xenon lamps are developed exclusively
forＣweathering
to meet high performance criteria for theirｉ3000+ は、キセノンの分光分布を、交換式ガラス
spectralpowerdistribution,
lifetime irradiance stability
フィルターを使用することにより、その製品が使用されand lot-to-lot uniformity.
る最終環境の光条件をシミュレート出来ます。

The 3000 Series uses interchangeable glass filters that tailor
the xenon light spectrum to match light conditions in yourproducts’ end use environment.

太陽光 vs 人工光源
Sunlight vs. Artificial Light Sources
相対分光分布の比較
A Comparison of Relative Spectral Power Distribution•◦全天放射Global Solar Radiation

Average Miami Sunlight 26° South Direct

マイアミ 南面２６° 平均直達（ダイレクト）光3.0•◦キセノンアークランプ
Xenon Arc Lamp

As used in ウエザオメータ、an Atlas Weather-Ometer withアトラス
CIRA inner filter and soda lime outer filter
内側フィルター・石英外側フィルター・ソーダ・ライム上に CIRA®

相 対 放Irradiance
射照度
Relative2.52.0• UVA-340 Fluorescent Lamp

◦ＵＶＡ－３４０蛍光ランプ
Commonly used in the Atlas UV2000
アトラス ＵＶ Test で使用

1.5•◦メタルハライド
Metal Halide

As used in the SolarClimatic 340, 600,
メタルハライドグローバルランプ（ＭＨＧ）、

1.0

1000 and 2000 systems equipped with◦サンシャインカーボンアーク
MHG (Metal Halide Global) lamps

0.50.0アトラス ウエザオメータ、• コレックスＤフィルター使用
Sunshine Carbon Arc250

300

350400450500550600650700750800

As used in an Atlas Weather-Ometer®
with Corex D filters

波長（nm）
Wavelength(nm)Common Applications

主な試験材料The 3000 Series meets global weathering and lightfastness
Ci3000+ は、どのような耐候及び耐光試験でも可能
test requirements. It is the world standard for lightfastness
です。Ci3000+
testing and is used は多くの欧米流通大手で、その光堅牢or approved by nearly all major US and度試験の標準機として採用されています。
European retailers.
The3000 Series is perfectly suited for testing:
■
繊維材料
■

Textiles including Industrial and Geotextiles■

Pigments, Dyestuffs, Stabilizers and Additives■Plastics■ 顔料、染料、安定剤、添加剤■ プラスチック■インキ■ Inks■■ 塗料とコーティング
Paints and Coatings■ 包装材
Packaging■■

Automotive Materials■

Photovoltaics■ 自動車材料■ 太陽電池3

FEATURES
耐候性試験のより高い要求に対応した運転性能
Ci3000+ ウエザオメータ及びフェードオメータは、最新のデジタル及び光学技術を取り入れることにより、耐候性試験装置に今までにない大きな進歩をもたらしました。Ｃｉ3000+ は、その優れた再現性、反復性により、各種製品の寿命予測で、繊維業界、塗料、コーティングそしてプラスチック工業等の業界において多くのサプライヤーの信頼を勝ち取ることに成功 い たしました。Ｃｉ3000+ は、ＣＥ、ＵＬ、ＣＳＡ、ＩＳＯ、ＥＮ等に適合しています。

２種類の試料回転ラックオプションの２段ラックは、合計６０個のホルダーをかけ暴露することが出来ます。
（但し、BPT もしくは BST センサーと、ダミーサンプルをラックにかける為、実質は５８個のサンプルを暴露します）
独特な傾斜型ラックにより、サンプル表面へ万遍なく光照射、均一な温度コントロールが可能です。
こ の ２ 段 ラ ッ ク は、 現 行 のCi3000+ に搭載可能です。

放射照度制御controlled Irradiance（Ci）

試験条件により放射照度を２サンレベルまで調整できます。
狭帯域（３４０又は４２０ｎｍ）広帯域（３００～４００ｎｍ）
又はルクス（４００～７５０ｎｍ）による照度制御でグローバルな試験条件に対応し、オプションで第２の波長を選択しモニター出来ます。

試験槽内温度確実に製品の最終使用環境のシミュレートが可能です。

4

最新のＴＦＴ・ＬＣＤタッチスクリーン・インターフェイス
プログラム、モニター、キャリブレーションが簡単に行えます。

放射照度、温度、湿度等の試験条件が段階を踏んでプログラム可能
どのような試験条件またはサイクルでも、ユーザー指定のプログラムが可能です。

最新のデジタル制御

最新のエレクトロニクス技術に守られたデジタル制御

データ取り込み

その他の装備USB もしくは Ethernet
経由で、データ出力できます。
※正面向いて右側中段側面部にあります。

スマートダンパーＴＭ
実験室の雰囲気温度による試験槽内温度、湿度の変化が最小限になるよう補正します。

ヴィブラソニックＴＭ 湿度制御
正確な湿度制御により、あらゆる試験規格に適応可能です。

ＡＳＴＭブラックパネル温度計又は、ＩＳＯ／ＤＩＮブラックスタンダード温度計
試料と同位置での温度制御とモニターによって、試験結果の反復性を確実にします。

キセノンランプ冷却システム
ランプ二次冷却水の使用量を劇的に減らす、新しいキセノンランプ冷却システムを装備。

スマートライトモニターＴＭ
正しいライトカプセルが装備されているか、判断します。

水質計
供給水（イオン交換水）の水質が設定値以下の場合、表示します。

5

CONTROL
最新の制御システムにより、複雑なカスタムメイドの試験プログラムの運転も、プログラム済みの試験も簡単に運転できます。
分かりやすいアイコンで、操作が簡単です。
新しいアイコンで、必要とする情報を簡単迅速に得られます。
■ 大きな高感度タッチボタン■ 明るく見やすいアイコン

シンプルで読みやすい画面、全ての情報をプロット、モニターする画面
全ての設定値と測定値をモニター又はプロットして比較します。
■ ＢＰＴ温度、ＢＳＴ温度■ 試験槽内温度■ 相対湿度■ 放射照度■ 供給水（イオン交換水）の水質■ ランプ冷却水温度■ 残り時間又は放射露光量■ セグメントタイプと期間

614 の試験法を事前にプログラム
試験リスト内容ＡＡＴＣＣＩＳＯＡＳＴＭ
フォード
ＳＡＥ
ＶＷ

ＪＡＳＯ
ＧＭ12のカスタム試験プログラムのためのスペース
既存の試験法をコピーし、カスタム試験プログラムとして編集できます。

シンプルになった制御機能の設定
一画面上に設定値に対する許容範囲を表示■ 放射照度■ 試験槽内温度■ ラックパネル温度（ＢＰＴかＢＳＴまたは両方）■ 相対湿度

多言語機能
希望する言語を選択■ 日本語■ ドイツ語■ 英語■ フランス語■ 中国語■ スペイン語■ 韓国語

自動放射照度キャリブレーション
簡単な手順でキャリブレーションができ、重なったデータは削除されます。
■ ランプシリアル番号とキャリブレーションデータの入力■ キャリブレーションランプの取付け■ RUN ボタンを押す■ キャリブレーションを自動的に実施

7

LIGHTロングアーク・キセノン光源は、紫外、可視、赤外部分が太陽光に近似受光素子（フォトディテクター）制御システムへの信号フィルタを透過した放射卓越した放射照度制御（Ｃｉ）システム
閉回路方式を採用し、自動的にリアルタイムでランプ出力を調整し、安定した放射暴露を与えます。
■ 狭帯域（３４０または４２０ｎｍ）、広帯域（３００～４００ｎｍ）
照度制御／ルクス（４００～７５０ｎｍ）を選択■ 放射照度は、ユーザー入力、入力済
みの試験プログラムを選択■ 放射照度制御システムにより、ユーザーが選んだ試験法に一致する放射照度を選択■ 電力調節システム

試料回転ラック
試料回転ラックは、試料に均一な暴露を与えます。
■ 試料は、試験中連続して回転します。
手動で試料を回転させる必要はありません。
■ 試料に均一な試験槽内温度、湿度、放射照度とスプレー■ 試料表面に安定した気流を供給■ 三次元（製品）の試料にも対応－小さなコンポーネント－完成品（成型品）－ビン

8干渉フィルター
センサーハウジング
全波長放射ライトロッド

屋外ｖｓアトラスキセノンｖｓ蛍光灯による暴露
ブラックパネル温度を７０℃とした場合の試料温度暴露した着色試料の温度
80

屋アトラスキセノン

外蛍光灯

70605040■黒■青■オレンジ□白※同系色試料の典型例
注：蛍光灯装置のブラックパネル温度は、試験槽内の空気を加熱して得たものです。
全ての試料は色に関係なく同じ温度になります。
キセノンは、自然光と同じ全スペクトル光源ですので、太陽光線と同様に試料温度は色によって異なります。
出典：
Fischer, RM and Ketola W.D., “Surface Temperature of Materials in Exterior
Exposures and Artificial Accelerated Tests, ”Accelerated and Outdoor
Durability Testing of Organic Materials, ASTM STP 1202, Warren D. Ketolaand Douglas Grossman, Eds., American Society for Testing and Materials,Philadelphia, 1994」

キセノンランプ・フィルター組合せ表
フィルター 組合せ

放射照度範囲※ W/㎡

内側
外側フィルター・ガラス フィルター・ガラス
ライト・ライト

石英試

験条

件

ワット数

300 ー
400nm

340nm

420nm

全スペクトル調整又は低めの試験温度が要求される、実際の日射に近似した耐候性試験

1800W
4500W

481800.49
1.77

0.95
3.34

“S”タイプボロシリケイト“S”タイプボロシリケイト

耐候性試験の最も一般的な組合せ

1800W
4500W

40151

0.35
1.33

0.85
3.08

“S”タイプボロシリケイトソーダ・ライム

窓ガラス越しの光堅ろう度試験の最も一般的な組合せ

1800W
4500W

35
136

0.28
1.120.83
3.09

石英“S”タイプボロシリケイト

自然昼光より幾分強く短い紫外線での耐候性試験

1800W
4500W

45172

0.42
1.61

0.85
3.09

石英

“S”タイプボロシリケイト上に CIRA

全スペクトル調整又は / 及び低めの試験温度が要求される耐候性試験

1800W
4500W

47181

0.44
1.74

0.88
3.24

石英

地球上には実在しない短波長紫外線試験

1800W
4500W

52205

0.48
1.92

0.87
3.21

1800W
4500W

29112

0.210.82

0.74
2.75

“S”タイプボロシリケイト

石英

ヨーロッパ自動車業界内装材試験用として一般的な試験
ソーダ・ライム+ フロート・ガラス の組合せ。（ランタンアッセンブリが必要）

太陽

光測定
※
放射照度範囲 W/㎡300ーー
300 ー
300 ー 300
340nm
420nm
340nm
420nm
2450nm400nm
800nm 2450nm

最適自然昼光平均値

両面 45°晴天、フロリダ州、マイアミ市南面28280.30 0.30
0.67 0.67287

ーー

自然昼光最高値

春分正午の太陽光垂直入射。フロリダ州、マイアミ市
春分正午の太陽光垂直入射、フロリダ州、マイアミ市

6666

0.70 0.70
1.53 1.53617

ーー

標準自然昼光最高値
標準自然昼光最高値

CIE 機関誌
機関誌 8585 号表号表 44 に掲載地平（0°に掲載地平（0°）
CIE）

6969

0.68 0.68
1.50 1.50669

10871087＊ランプとフィルターの組合せ条件により数値は変動します。

9CLIMATECONTROL
Ｃｉ3000+ は、製品の最終使用環境のシミュレーションのため、最適で完全な試験パラメーターの制御を行います。

正確な湿度制御
電子センサーが相対湿度を正確に測定し、試料レベルでの自動制御を可能にします。
■ ライトサイクル時※
１０～７５％■ ダークサイクル時※
１００％※他のパラメーター（例えばランプ電力、試験槽内温度、設置場所の雰囲気温度等）により制御可能な湿度範囲は、異なります。

試料及びラックスプレー（Ci3000+ フェードオメータには装着されておりません。）

特別に設計された高精度ノズルから、イオン交換水を試料に均一に噴霧します。
■ 試料スプレーの水は温度衝撃や試料表面の浸食作用を誘導する雨をシミュレートします。
■ ラックスプレーは、ダークサイクル時に暴露面に水を結露させるために試料裏面に噴霧し、試料の温度を下げます。

10

TEMPERATURECONTROL
一定に制御された温度によって、反復性と再現性が良い試験結果が得られます。

スマートダンパーＴＭ■ 設置場所の雰囲気温度の変化に合わせて、ＢＰＴまたはＢＳＴと湿度を制御します。
■ 試験槽内での循環気流、もしくは外気の取り入れのどちらかを選択。この二つを同時に行うことも出来ます。

ＡＳＴＭブラックパネル温度計（ＢＰＴ）またはＩＳＯ／ＤＩＮブラックスタンダード温度計（ＢＳＴ）■ 試験の再現性を確実にする試料位置での温度制御とモニター■ 一つのセンサーで制御しながら、同時に、もう一つのセンサーでモニター

ＢＰＴ／ＢＳＴ温度ｖｓ試験槽内温度 （ＣＨＴ）

ＢＰＴ／ＢＳＴと試験槽内温度の同時制御■ ＢＰＴ／ＢＳＴセンサーは、試料表面の最高温度をシミュレートします。

■ 最新のＰＩＤ制御技術によって、各々の試験パラメーターを別個に制御します。

■ 試験槽内温度は、試験槽内で循環している空気の温度を測定します。

■ スマートダンパー、可変ブロワー、試験槽空気ヒーターは、各々、独立して制御されます。

■ 試料と空気温度を制御することで試料の最終使用環境と最大限一致させることができます。

■ 余裕の運転性能で、自由自在な試験条件をカスタ
ムメイド試験で設定出来ます。

温湿度制御

70

◦最大 ΔＢＰＴ／ＣＨＴ＠６０℃◦最大 ΔＢＰＴ／ＣＨＴ＠４５℃◦最小 ΔＢＰＴ／ＣＨＴ＠ 60℃◦最小 ΔＢＰＴ／ＣＨＴ＠ 45℃

Δ（ＢＰＴ－ＣＨＴ）℃

標準的な設置環境下での放射照度レベル毎の温度制御範囲

ブラックパネル温度制御性能
内側フィルター：タイプＳボロシリケイト
外側フィルター：ソーダ・ライム
相対湿度：２０％（＋／-１％）
環境温度：２3℃
環境相対湿度：３６％

6050
4030201000

0.00

0.200.400.600.80

1.00

1.20

分光放射照度（Ｗ／㎡ at 42０ｎｍ）

11

OPTIONS
能力を広げる数々のオプション

ハイブリッド冷却システム
キセノンランプ冷却システムの改良により、二次冷却水の使用量が劇的に減りました。
■ リキエアー TM を装備により、水の使用量を最高１００％※減らすことが可能です。
※設置場所の雰囲気条件と試験方法により、減らせる水の使用量は異なります。

WXView（“Weather”View）

新しく WXView で取得したプログラムは、リアルタイムに、テストデータを記録したり、監視する事が可能です。
■ ラック温度、槽内温度、湿度、照度などの基本的な試験条件■ ランプ電力、ファン速度、ヒーター出力、ダンパー位置などのコントロール条件■ 記録、印刷、テストデータの中から必要な部分を探しだすなど便利なオプションあり■ Y 軸を自動スケール■ 拡大、縮小のキー
12

キセノカル 放射照度キャリブレーション装置

追加オプション

■ 放射照度キャリブレーションと試料表面の測定を別個に行えますフィルターランターン
特殊な試験条件用■ 解析ソフトウェアの使用によりＰＣ上に測定値をグラフ表示■ 測定波長により４機種を用意：－キセノカルＢＢ３００～４００ｎｍ－キセノカルＷＢ３００～８００ｎｍ－キセノカルＮＢ３４０ｎｍ－キセノカルＮＢ４２０ｎｍ

試料ホルダー
Ｃｉ3000+ 用にご用意した試料ホルダーです。
ご希望の試料ホルダーについての情報は、弊社営業担当にお尋ね下さい。

ホルダタイプ（部品番号）

適合試料

最大寸法 幅×高さ×厚み

暴露寸法 幅×高さ

SL-3T（19163900）
一つ窓、スプリングクリップ押さえ収納数

布、プラスチックフィルム
自動車内装材69 × 145 × 350 × 121

20

SL-3T ガラス装備（07303900）
一窓、窓ガラス装備可

布、紙、プラスチックフィルム
カーペット、自動車内装材

69 × 145 × 1550 × 121

20CD-3T（20215700）
三つ窓、スプリングクリップ押さえ

布、紙、プラスチックフィルム
自動車内装材69 × 145 × 3

三つ窓：38 × 5020CD-3T ガラス装備（07303800）
三つ窓、窓ガラス装備可

布、紙、プラスチックフィルム
カーペット、自動車内装材

69 × 145 × 15

三つ窓：38 × 50

20CD-2W（07255500）
厚みのあるカーペット用、蝶番式

布、紙、プラスチックフィルム
木材、自動車内装材

71 × 145 × 12

60 × 66

20WPTC-3T（06150400）

カーペット、フォーム、バケット

165 × 145 × 12

131 × 100

8TEX-3T Mask（19186700）
一つ窓、マスク装備可

布、フォーム、フォーム裏打ち材

45 × 134 × 12

19 × 11929

ポリスチレン照合チップ（19183400）

ポリスチレン照合チップ

50 × 88 × 2

43 × 82

164 × 6 パネル（19210200）

コーティング、硬質プラスチック
木材

104 × 155 × 12101 × 146

123 × 6 パネル（19188501）

コーティング、硬質プラスチック
木材

76 × 152 × 976 × 146

14ソーラーパネル（19190400）

硬質プラスチック、ルーフィング材
ソーラーパネル、木材

127 × 138 × 9

119 × 119

9ビン（調整可）（19178100）

ビン、ゴム、プリントインキ
接着剤、溶液、錠剤

69 × 101 × 43

50 × 1212013

STANDARDS &SPECIFICATIONS

繊維業界の標準機
Ci3000+ は、ほとんどの欧米流通大手において光堅牢度試験機として認定されており、世界の標準機となっています。Ci3000+ は、
AATCC 16E-1998, AATCC
16-2003, ISO 105-B02 及 び
M&S C9, C9A に適合している、唯一の光堅牢度試験機です。

国際規格
Ｃｉ3000+ ウエザオメータ及びフェードオメータは、次の規格に適合しています。
ＡＡＴＣＣ

ＴＭ １６－２０12 ＴＭ １６Ｅ－１９９８

ＡＳＴＭ

Ｃ１４４２
Ｄ４４５９
Ｄ６６６２

ＧＭＥ

６０２９２

ＩＳＯ

１０５-Ｂ０２ １０５-Ｂ０４▲ １０５-Ｂ０６ 105-B10
１２０４０ 16474-1
16474-2

ＪＡＳＯ

Ｍ３４６ＭＩＬ ＳＴＤ８１０G▲

プジョ／シトロエン（ＰＳA） D47
ルノー

Ｃ１５０１
Ｄ４７９８
Ｄ６６９５ＳＡＥ

Ｊ２４１２▲

ＶＤＡ

７５２０２ＶＷ

ＰＶ１３０３

Ｊ２５２７▲
ＰＶ３９２９ＰＶ３９３０▲▼ Ci3000+ フェードオメータのみ対応

これは、Ｃｉ3000+ で対応できる規格の一部を示したものです。
詳細については弊社営業担当にお尋ね下さい。
規格は予告なしに変更されることがあります。
規格の規定は付加または削除されることがあります。

Ｄ４１０１
Ｄ６０８３
Ｇ１５１

１１３４１▲

1431 ▼▲ Ci3000+ ウエザオメータのみ対応

14ＴＭ 169

Ｄ９０４
Ｄ３４２４
Ｄ３４５１
Ｄ５０１０ Ｄ５０７１
Ｄ５７９４D7869（塗装、コーティング用）

3917 ▲

Ｄ４３０３
Ｄ６５５１
Ｇ１５５４８９２-１▲

Ｄ４３５５
Ｄ６５７７

４８９２-２▲

標準仕様

寸法

１2 イン チフルカラータッチパネルは、全て の試験

高さ183㎝

パラメーターを表示します。

幅97㎝

奥行84㎝

■ 放射照度の設定と制御■ ＢＰＴ／ＢＳＴの設定と制御■ 相対湿度の設定と制御■ 試料と試験槽内温度（乾球）の設定と制御■ 診断メッセージの表示■ １４の試験法のプログラム■ 12 のカスタムプログラムのスペース■ 多言語機能（日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、中国語、韓国語）
スマートダンパー TM
スマートライトモニター TM
連続照射または照射 / 暗黒サイクルの選択（Ci3000+ ウエザオメータのみ）
出力データを、USB もしくは Ethernet で読み取る事ができます。
空気ヒーター

必要床面積146㎝× 256㎝
操作エリアを含む

総暴露エリア2188㎠

電源条件
接続ライン

三相３線式／アース（３／ＰＥ）

運転電圧範囲AC ２００Ｖ

最大電流47 Ａ

周波数

５０／６０Ｈｚ

質量
Ｃｉ3０００+ 正味質量

約 410ｋｇ

使用水量
圧力１３８～ 345 ｋＰａ

流量（最大※）

イオン交換水

加湿用

0.12ℓ／分

主電源遮断スイッチ

試料スプレー水※※

0.07ℓ／分

キセノンランプ冷却システム

ラックスプレー水

0.07ℓ／分

空気取入れ口フィルター

水道水（二次冷却水）＠１８．
５℃
キセノンランプ冷却＠ 2000 Ｗ時

水質計
キャリブレーションランプ
試験槽ドア（観察窓装備）
ＳＵＳ３１６鋼使用の試験槽
各地域別の電源事情に対応
ＣＥ、ＵＬ、ＣＳＡ、ＩＳＯとＥＮに準拠

オプション
フィルターランターン
BPT/BST センサーを含む、デュアル BPT/BST 測定と制御※※

1.1ℓ／分

※通常の水使用量は上記よりも少ない例がほとんどです。
リキエアー TM を装備した場合の二次冷却水（水道水）の 使用量は、ゼロに近くなります。
※Ｃｉ3000 + フェードオメータでは、スプレーは使用出来ません。

ＢＰＴ/ＢＳＴ温度制御範囲
ブラックパネル温度（ＢＰＴ）範囲

４０〜１１０℃

ブラックスタンダード温度（ＢＳＴ）範囲 ４０〜１２０℃

ＨＶＡＣ（排熱量）
最大26.06ＭＪ／ｈ（24703 ＢＴＵ／ ｈ）

第２波長モニター
リキエアー TMキセノカル
純水装置

15

R

本 社・ 東 京 支 店 〒 114-8557
大 阪 支 店 〒 564-0052
名 古 屋 支 店 〒 461-0004

東 京 都 北 区 滝 野 川 ５ − 15 − ４ TEL 03-3916-8181（代表） FAX 03-3916-8173
大 阪 府 吹 田 市 広 芝 町 ５ − ３（ 豊 田 ビ ル ） TEL 06-6386-2851（代表） FAX 06-6330-7438
名 古 屋 市 東 区 葵 ３ − 15 − 31（ 千 種 ビ ル ） TEL 052-933-0491（代表） FAX 052-933-0591● http://www.toyoseiki.co.jp/●記載内容は改良のため変更することがあります。
●このカタログに記載されている仕様内容は、アトラス社のカタログ Pub.No.2047 に整合しております。

Since 19342019.07.010 M