No.533 No.532

荷重たわみ温度（DTUL）、ビカット軟化温度（VST）、ボールプレッシャー温度の試験装置

HDT 試験装置 3M-2・6M-2
自動 HDT 試験装置 3A-2・6A-2
高温 HDT 試験装置 HT-3R・HT-6R

.533

No
HDT 試験装置 3M-2・6M-2
自動 HDT 試験装置 3A-2・6A-2

HDT 試験装置 3M-2・6M-2
荷重たわみ温度（DTUL）、ビカット軟化温度（VST、オプション）、ボールプレッシャー温度（オプション）の試験装置

6M-2 型

Fig.1

自動 HDT 試験装置 3A-2・6A-2

試験片自動供給装置
カセットからの試験片取り出し

3A-2 型

エッヂワイズ試験（オプション）

Fig.2

HDT 試験装置 3M-2・6M-2
自動 HDT 試験装置 3A-2・6A-2用 途
この装置はプラスチックの熱的特性を評価する試験機で、下記の規格に準拠して製作されています。
●荷重たわみ温度試験方法（DTUL）JIS K7191-1,2（ISO 75-1,2）、ASTM D648
●ビカット軟化温度試験方法（VST）JIS K 7206（ISO●ボールプレッシャー温度試験方法

IEC306）、ASTM D1525（オプション）

335-1（オプション）

荷重たわみ温度試験は、油槽中の試験片に圧子で規定の曲げ応力を加えながら熱媒体（油）を一定の速度で昇温させ、試験片が規定のたわみ量に達した時の温度を荷重たわみ温度（DTUL）として評価するもので、試験片の曲げ方向によりフラットワイズ法、エッヂワイズ法（オプション）があります。試験後、外部に設けた熱交換器で熱媒体を安全に急冷し試験を繰り返し自動運転します。又、圧子を針状圧子に換えて針が試験片に1mm 侵入したときの温度（VST）を測定するビカット軟化温度試験（オプション）も同装置で手動又は自動運転することができるほか、電気用品耐熱試験で規定されているボールプレッシャー試験（オプション）も圧子等を交換することにより手動運転ができます。

特 長
1. 高性能化、コンパクト化をめざしたモデルです。
2. 試験片カセットの交換で、フラットワイズ、エッヂワイズ（オプション）、ビカット（オプション）試験ができます。（自動 HDT）
3. 温度による測定架台ひずみは、自動補正します。
4. 昇温前 5 分間の試験片のクリープ補正が正しく行われます。
5. 熱媒体（油）の取扱いに配慮しています。
a. 油の冷却時間を熱交換器により短縮して能率アップ。
（当社比 55 分→ 18 分）
b. 油の供給をポンプ駆動でらくらく！
c. 装置上からの油垂れを防止！
6. 安全性と操作性に配慮した設計です。
a. スタート時の 0 点（変位）設定確認が色表示！
b. 油槽内落下物の取り除きを容易にする着脱式 アミカゴ付き！
c. 試験片過熱防止と装置過熱防止のダブル安全ガード！
d. 安全扉装備でさらに安全！ ※安全扉を開くと動作が一時停止し、閉じれば再び動作を継続します。
e. 試験片移送用ユニバーサルクランプは中央 2 点保持式なので、ヒケなどがある試験片も正確に供給します。
（自動 HDT）
f. 試験機本体とコンピューターユニットは、セパレートタイプでキャスター付につきスペース効率、作業性に優れています。

ソフトウェア
■ メニュー画面（手動タイプ）■ テスト条件入力画面（手動タイプ）

Fig.3 それぞれの画面がメニューで選択できます。

Fig.4■ DTUL テスト画面（手動タイプ）■ 差動トランス原点調整画面（自動 / 手動共通）

Fig.5

Fig.6

I/O チェック画面

HVC
HDT 混在試験ソフトウェア… 型式オプション■ 全自動用チェック画面（自動タイプ）■ DTUL-VST 混在テストの条件入力画面（手動）

Fig.7

Fig.8

テストデータ例■ プリントオールモード■ プロットモード

Fig .9 変形量一温度数値表示

Fig .10◎最終値のみのプリントアウトもできます。

変形プロセスカーブ■ プロット モード
ビカット軟化点（オプション）

Fig .11

軟化点プロセスカーブ

性能①油冷却システム●冷却システムは、安全のために油槽外に水冷式熱交換器を設け、強制循環ポンプにより油を循環して冷却しています。

（）

通常の油槽内冷却コイル方式は、槽内で水漏れが発生すると大変危険です。

Fig .12

強制循環ポンプ●熱交換器で冷却しているので、通常の油槽内冷却コイル方式よりも冷却速度が速くテストサイクルが大幅に短縮されます。

給排油口

熱交換器

（例）300℃ → 30℃冷却の場合
水温 25℃（当社比）
油槽内冷却コイル方式・・・約55分
熱交換器冷却方式・・・・・・約18 分●強制循環ポンプを利用して、給油が容易に行えます。

油冷却システム※オプションで 2 次冷却装置もあります。
但し、水道水の冷却と併用となります。
単体では使えませんのでご注意ください。

測定架台のひずみ補正後の 0 点移動②測定架台の温度上昇によるひずみは、コンピューターによって自動補正されますので、測定値はそのまま読み取れます。

Fig.13

負荷方式

第２ステップ駆動
荷重棒を試料に載せた後、全試（全試料同時におもり負荷）料（3 本又は 6 本）同時におもりを負荷することができます。
（特許第 4157655 号）

第 1 ステップ駆動（荷重棒で試料押し）

安全装置

仕様

.532

No
高温 HDT 試験装置 HT-3R・HT-6R

高温 HDT 試験装置 HT-3R・HT-6R
プラスチックの高機能化・高性能化ニーズが高まるなかで300℃を超えた荷重たわみ温度試験が可能です！

試験片の温度分布向上のため槽内エアーの流れを制御し、試験片の配置を改良しました。

特長●熱媒体に空気を使用し、最高温度 450℃まで測定できます。
● 1 回で試験できる最大試験片数：6 本■ 本体動作画面■ DTUL 試験画面

Fig .1

Fig .2

仕様
型式
同時

対試

験

応

本

試

HT-3R

HT-6R

36数
験

フラットワイズ法、エッヂワイズ法、ビカット試験、ボールプレッシャー試験＊標準ではフラットワイズ法のみ対応、他試験は別途治具やウエイトが必要です。

標 準 付 属 ウ エ イ ト フラットワイズ用 1.80MPa ウエイト【試料寸法 4 × 10 × 80mm】＊ 0.45MPa はウエイト不要です。
試

験伝

温度

達範媒

囲 室温 +30 ～ 450℃ max
体 空気風速 4 〜 5m/s

昇温速度 120℃ /h 、50℃ /h

温度分

布精度 ±１．５％温度制御方式 PID 制御 SSR 駆動方式

温度

セン

サー

冷却

変ウ

デ

方位エー

タ

ト

処

4 本（制御用含む）

定 差動トランス 1/1000mm 単位表示
昇降 電磁弁によるシーケンス制御

装WindowsPC ＋データ処理ソフト、モニター、ラック（office 含まず）
OS : Windows 10 Professional 64bit
CPU : Intel Core i5
置 メモリ : 2GB 以上 ( 標準 4GB)
HDD : 500GB (HDT ソフトに 50MB 使用 )Optical Drive : DVD-RW ドライブCOM（RS － 232C）ポート 1 台当たり 1 回線

理

電

源 単相 AC200V 15A 50/60Hz（周波数指定）
0.4 ～ 0.7MPa 5L/min 以上（外径φ６エアーチューブ用ワンタッチ継手）＊エアーチューブは付属しません。

エアー源機

体

寸法 約 W1110 × D795 × H1640mm

機体

質量 約 185kg

安全装

置 ●安全扉開時 荷重及び架台動作不可オ

7 本（制御用含む）

式 圧搾エアーによる強制冷却測イ

白金測温抵抗体（Pt100 Ω クラス A）

プシ●安全扉インターロック機構（試験槽内が設定温度以上の場合、開閉不可）●過昇温防止装置

ョ●プリンター●エッヂワイズ法用ウエイト（HDT 試験装置 3/6M-2、3/6A-2 と共通）
ASTM D648-16 用 0.455MPa 及び 1.82MPa( 試験片幅 1/2、1/4、1/8 インチ )JIS K7191-2007 用 0.45MPa 及び 1.80MPa( 試験片幅 1/2、1/4、1/8 インチ )●ビカット軟化試験及びボールプレッシャー試験用試料台●ビカット軟化試験用ウエイト（HDT 試験装置 3/6M-2、3/6A-2 と共通）10N 及び 50N
ン ●ビカット軟化試験用針状圧子（HDT 試験装置 3/6M-2、3/6A-2 と共通）
●ボールプレッシャー試験用鋼球圧子（HDT 試験装置 3/6M-2、3/6A-2 と共通）
●ボールプレッシャー試験用ウエイト（HDT 試験装置 3/6M-2、3/6A-2 と共通）20N●変位校正用マイクロメータヘッド（取付治具及びマグネットスタンド付属）●架台歪校正用ガラス（HDT 試験装置 3/6M-2、3/6A-2 と共通）
●温度確認用基準抵抗器＊ 0℃、300℃確認用で校正作業には使用できません。

● http://www.toyoseiki.co.jp/
本 社・ 東 京 支 店 〒 114-8557
大 阪 支 店 〒 564-0052
名 古 屋 支 店 〒 461-0004

東 京 都 北 区 滝 野 川 ５ − 15 − ４ TEL 03-3916-8181（代表） FAX 03-3916-8173
大 阪 府 吹 田 市 広 芝 町 ５ − ３（ 豊 田 ビ ル ） TEL 06-6386-2851（代表） FAX 06-6330-7438
名 古 屋 市 東 区 葵 ３ − 15 − 31（ 千 種 ビ ル ） TEL 052-933-0491（代表） FAX 052-933-0591●記載内容は改良のため変更することがあります。

2018.09.020 M