DISPENSERNICHIRYO PRODUCT LINEUP? よくあるご 質 問●
オートクレーバブルボトルトップディスペンサー

DISPET EX

Q. 8『DISPET EXⅡ』の耐薬品性を教えてください。

●全ての製品に関するご質問
Q. 1 製品を試したいのですが、デモ機の貸し出しはできますか？

A. 8 P.29 製品ページに掲載している QR コードからご確認ください。

A. 1 汚損・感染防止のため、水以外の吸引はご遠慮いただいておりますが、一部の製品を除いてデモ機をお貸し出しできます。

● GL 規格のねじ口瓶に直接セットできるディスペンサーです。3 つのサイズのアダプタが標準付属します。

販売店様もしくは弊社 Web サイトの各製品ページからご依頼ください。

● 接液部には、耐薬性に優れた材質（ホウケイ酸ガラス、フッ素樹脂、セラミック、プラチナイリジウム）を採用しています。

［耐薬性一覧］● 長さ調整可能なインレットチューブで、様々な容量のねじ口瓶に使用できます。

●消耗品類の製品に関するご質問Q. 9 サンプルを試したいのですが、どこに依頼すればよいですか？

Q. 2 修理を依頼する場合は専用の申込書が必要ですか？

A. 2 マイクロピペット、ディスペンサーは専用の申込

A. 9 販売店様もしくは弊社 Web サイトの各製品ページからご依頼くお問合せフォーム

ださい。

書が必要です。詳しくは P.6『修理ご依頼方法』●液戻し機構により、試薬のロスを最小限に抑えます。

をご覧ください。

● オートクレーブ滅菌（ 121 ℃、20 分）が可能です。

小型機器製品はご用意がございません。販売店様

Q. 10 チップに関して、他社製のマイクロピペットも使用できますか？

もしくは右の QR コードからお問合せください。

A. 10 サンプルの試用をお勧めいたします。 特にフィルターチップは注意が必要です。

AC

滅菌可
ドリームバンクポイント

1 point

Q. 11 証明書の入手方法と発行が可能な書類について教えてください。

●マイクロピペットに関するご質問
Q. 3 どの製品を使用して良いか分かりません。 特徴

含め違いを教えてください。

マイクロピペットの特長一覧

分注容量（mL）
0.2 〜 2.0
0.5 〜 5.0
1.0 〜 10.0
2.5 〜 25.0
5.0 〜 50.0
10.0 〜 100.0

製品コード00-DPX2-2000-DPX2-5000-DPX2-10000-DPX2-25000-DPX2-50000-DPX2-1000

目盛単位（ mL）

0.05
0.10
0.2
0.5
12

系統誤差（ %）
± 0.5
± 0.5
± 0.5
± 0.5
± 0.5± 0.5

偶然誤差（%）
≦ 0.1
≦ 0.1
≦ 0.1
≦ 0.1
≦ 0.1
≦ 0.1

本体ねじ口

GL-45
GL-45
GL-45
GL-45
GL-45
GL-45

付属アダプタサイズ
GL-28、GL-32、GL-38
GL-28、GL-32、GL-38
GL-28、GL-32、GL-38
GL-28、GL-32、GL-38
GL-28、GL-32、GL-38
GL-28、GL-32、GL-38

本製品には、ボトルは付属していません。

・Pyrogen フリーの入門モデルなど幅広いラインアップがござい製品をご注文される際に必要な書類を明記してください。

ます。右の QR コードよりご確認ください。

●バリデーションサービスに関するご質問
Q. 4 日常的に点検する場合、どのような事を行えばメンテナンス動画良いですか？

います。

また、校正された電子天秤を使用して、正しい

製品コード

サイズ
φ28 ㎜
φ32 ㎜
φ38 ㎜

製品コード00-DPX-003C ※200-DPX-003D
00-DPX-003E

右の QR コードから弊社 Web サイトの修理とバリ環境で容量確認を行ってください。弊社 Web サ

サイズ
φ38 ㎜
φ40 ㎜
φ45 ㎜

デーションサポートにアクセスしていただき、該当

イトのメンテナンス動画・容量確認方法をご参する製品用の申込書をダウンロードしてください。

考にしてください。
※ 1. 旧製品 DISPET EX（ 00-DPX-25/50/100 ）用です。
※ 2. 旧製品 DISPET EX（ 00-DPX-250/500/1000 ）用です。

チップを使用した簡易的な容量確認方法もご紹

修理・校正申込書

ンネル用』『ディスペンサー用』の 3 種類ござ常に動作している事を確認してください。

00-DPX-003A
00-DPX-003B
00-DPX-003F ※1

Q. 12 バリデーションサービス申込書はどの様に記載しますか？

『マルチチャ
A. 12 申込書は『シングルチャンネル用』

A. 4 プッシュボタンの動き、チップのエジェクトが正アダプタ

・照射証明書・DNase、RNase フリー

A. 3 耐 薬 品 性 の 高 いモデ ル や 学 生 実 習 用 にお 勧 め仕様

A. 11 発行可能な書類は下記の 3 種類です。

ご依頼者様および販売店様の情報を全ての欄にご記入をお願お問合せフォーム

介できます。詳しくは info@nichiryo.co.jp に直いいたします。また、必ず「汚染除去証明書」の項目にチェックをご記入ください。

接メールいただくか、 右の QR コードからお問合せください。

Q. 13 JCSS 校正証明書の再発行はできますか？

A. 13 可能です。ご依頼品の製造番号、校正依頼日等をお知らせくだ

ボトルトップディスペンサー

DISPET Mini

さい。ただし、発行番号、日付等については同一内容での再Q. 5 メンテナンスを自分で行う事はできますでしょうか。

発行は出来ません。

その場合はメンテナンス方法を教えてください。
A. 5 内部の清掃や消耗品の交換等は簡単に行う事が● 微量連続分注に適した、GL28 のねじ口瓶用のディスペンサーです。

また、再発行が可能な期間は、初版発行日より 2 年以内とな
メンテナンス動画できます。 右 の QR コードからメンテナンス動画をご参考にしてください。

● 小型軽量のため、持ち運びに便利です。
●プランジャが自動で戻りますので、片手で操作できます。

ります。その他に、別途費用が発生いたしますので予めご了承ください。
Q. 14 校正、検定時に調整はしてもらえますか？

A. 14 コースによって異なります。詳しくは P.8『バリデーションサー
Q. 6 ５年間保証の詳細を教えてください。

● 接液部にはホウケイ酸ガラス、フッ素樹脂、プラチナイリジウムを採用しています。

ビス一覧』をご確認ください。

A. 6 修理対象となる部品交換、オーバーホールは対象期間中は全※強酸は使用できません。ご注意ください。て無償となります。詳しくは P.5『Nichipet Premium 5 年間保● 別売で 70mL の専用ボトルをご用意しています。

証について』をご確認ください。

［分解図・部品］

ドリームバンクポイント

1 point仕様●ディスペンサー製品に関するご質問

製品コード00-DPM-250
00-DPM-1000
00-DPM-2000

分注容量（µ L）

100/250500/1000
1000/2000

系統誤差（ % ）
± 2.0
± 1.0
± 1.0

偶然誤差（%）
≦ 0.4
≦ 0.2
≦ 0.2

適合ねじ口サイズ

GL-28

Q. 7『DISPET』の適合するボトルのサイズを教えてください。

A. 7 P.28『DISPET』の製品ページに「適合ねじ口サイズ」を掲載

製品に関するご質問、ご不明点等ございましたら、info@nichiryo.co.jp までお気軽にお問合せください。

しております。P.28 製品ページをご確認ください。

本製品には、ボトルは付属していません。別売で 70mL の専用ボトルをご用意しています（製品コード：50-14000）。

29

製品価格、分解図・部品一覧については弊社Webサイトをご覧ください。

www.nichiryo.co.jp

30