GelAnalyzer クイックマニュアル
インストール
このソフトウエアは、インストールの必要がありません。
添付のUSBメモリー内にありますGelAnalyzerフォルダーをそのままPCへコピーしてください。
コピー後にフォルダーを開いてGelAnalyzerのアイコンをショートカットでディスクトップに置いてご使用ください。
ご注意：解析を行う画像は、JPEGで保存してください。

ソフトウエアの起動と画像の選択
１、GelAnalyzerアイコンをダブルクリック、ソフトウエアを起動します。
２、メニューバーのFileよりNew analysisを選択します。
３、ダイアログボックスより解析を行う画像を選択します。
４、ポップアップメニューから画像のタイプを選択します。
・黒地に白のバンドの場合は、Light on dark
・白地に黒のバンドの場合は、Dark on light
５、解析ウインドウが開かれ、Imageウインドウに解析画像が表示されます。

①②① Imageウインドウ② Profileウインドウ④③③ Calibration curveウインドウ④ Analysis infoウインドウ

コントロールパネル①② ③④⑤ ⑥①レーンモード・・・・・・・・解析レーンを設定します。
②ピークモード・・・・・・・・ピークの検出を行います。
③ベースラインモード・・・・・ベースラインを設定します。
④スマイリングモード・・・・・スマイリング補正を行います。
⑤定量キャリブレーション・・・スタンダード量を設定します。
⑥分子量キャリブレーション・・スタンダード分子量を設定します。

解析の手順
１、解析画像の選択
２、解析レーンの設定
３、ピークの検出
４、ベースライン（バックグラウンド）の設定
５、バンド幅の調節とピーク位置の調節
６、定量解析のため、スタンダード量の入力設定
７、分子量解析のため、スタンダード分子量入力設定
８、解析結果のファイルソート

１、解析画像の選択
1‑1 GelAnalyzerアイコンをダブルクリック、ソフトウエアを起動します。
1‑2 メニューバーのFileよりNew analysisを選択します。
1‑3 ダイアログボックスより解析を行う画像を選択します。
1‑4 画像のタイプを選択します。
・黒地に白のバンドの場合は、Light on dark
・白地に黒のバンドの場合は、Dark on light
1‑5 解析ウインドウが開かれ、Imageウインドウに解析画像が表示されます。

２、解析レーンの設定

自動検出（使いません）
全レーンの削除
指定レーンの削除
2‑2 レーンの追加
レーンの編集2‑1 レーンモードをクリックしてメニューを表示します。
2‑2 レーンの追加をクリックします。
2‑3 解析レーンの上、レーン始点中央でクリック、終点でクリックしてサイドにマウスを振ってレーンを指定します。
2‑4 同じくレーンの追加をクリックしてから２番目のレーンを指定します。
2‑5 2‑3を繰り返して、解析レーン全てを指定します。

レーンNoが付きます

2‑3始点でクリック

2‑3終点でクリック

2‑3マウスをスライドしてクリック

レーンが確定３、ピークの検出

全ピークの削除
ピークの追加指定レーンのピーク削除
全レーンのピーク削除

3‑1 ピークモードをクリックしてメニューを表示します。
3‑2 指定レーンもしくは全レーンをクリックすると自動でピークを検出します。
3‑3 検出されないピークは、ピークの追加をクリックして追加します。
・Profileウインドウでバンドの始点をクリックし、終点へ移動
・バンドの終点をクリックします。
・自動でピークを検出します。
3‑4 3‑3を繰り返して検出されていないピークをすべて追加します。

ピークの始点

未検出ピーク

ピークの終点ピークの自動検出４、ベースライン(バックグラウンド)の設定① ② ③ ④ ベースラインの消去

ボールの大きさを設定できます

定量解析に最も重要な設定

4‑1 ベースラインモードをクリックしてメニューを表示します。
4‑2 メニューからメソッドを選びます①ローリングボールメソッド・仮想ボールを作りピークの下を転がしてベースラインを決めます。
②ピークメソッド・・・・ピークの立ち上りと終わりを自動検出します。
③自由設定メソッド・・・ベースラインを自由に引くことができます。
4‑3 各メソッドを使ったベースライン設定①ローリングボールモード
1、モードを選択します。
2、ポップアップダイヤログボックスで、ボールの大きさを指定します。
3、ポップアップダイヤログボックスで、実行するレーンを指定します。
4、ＯＫをクリックすると、自動でベースラインを引きます。
5、やり直しは、④のベースラインの消去をクリックしてから行います。
ベースラインを基準としたグラフを表示します。

グラスの表示切替だけで定量結果には影響しません。

②ピークメソッド
1、モードを選択します。
2、ポップアップダイヤログボックスで、実行するレーンを指定します。
3、ＯＫをクリックすると、自動でベースラインを引きます。
4、やり直しは、④のベースラインの消去をクリックしてから行います。
③自由設定メソッド
1、モードを選択します。
2、ポップアップダイヤログボックスで、実行するレーンを指定します。
3、ＯＫをクリックして、Profileグラフ上の左側のベースラインの始点をクリックします。
引かれたベースラインの右側をドラックして終点を設定します。
4、ライン上をクリックして補正（複数点）できます。
5、やり直しは、④のベースラインの消去をクリックしてから行います。

クリックして補正できます
マウスでポインターを上下にドラックしてベースラインの終点を設定します

ポインターを当ててクリックポインターを当ててクリック

５、バンド幅の調節とピーク位置の調節 分子量解析に最も重要な設定

ピークライン

ピーク位置に連動

バンド幅ライン左

バンド幅ラインに連動

バンド幅ライン右5‑1 バンドの幅の調節
・Profileグラフの下にあるゲルレーンイメージを参考に微調整を行います。
・ピークの左右にあるバンド幅ラインをドラッグして調節します。
・ゲルレーンイメージも連動して赤ラインが移動します。
5‑2 ピーク位置の調節（ＰＣは最大値をピークとします）
・Profileグラフの下にあるゲルレーンイメージを参考に微調整を行います。
・ピークの下にあるピークラインをドラッグして調節します。
・ゲルレーンイメージも連動して赤ラインが移動します。
5‑3 全てのバンド幅とピーク位置の確認を行ってください。

６、定量解析のため、スタンダード量の入力設定
6‑1 定量解析キャリブレーションのアイコンをクリックします。
6‑2 Imageのマーカーレーンを選択します。
6‑3 レーン内のピークポイントをクリックします。
6‑4 表示された入力窓に対応した数値を入力してenterで確定します。
・複数を入力設定することでキャリブレーションカーブが作成され、各バンドの量をコンピューターが計算します。
・多くのピークのスタンダード量を設定することで、より正確になります。

元データ

計算値

数値を入力してenterで決定
多くのデータを設定してください

７、分子量解析のため、スタンダード分子量入力設定
7‑1 分子量解析キャリブレーションのアイコンをクリックします。
7‑2 Imageのマーカーレーンを選択します。
7‑3 レーン内のピークポイントをクリックします。
7‑4 表示された入力窓に、対応した分子量を入力してenterで確定します。
・複数を入力設定することでキャリブレーションカーブが作成され、各バンドの分子量をコンピューターが計算します。
・多くのピークのスタンダード分子量を設定することで、正確になります。
7‑5 保存したスタンダードデータを①から読み込みを行うことができます。
7‑6 設定したスタンダードマーカーを保存することができます。
・スタンダードを入力設定後に②をクリックして保存します。

②スタンダードの保存①保存スタンダードの読込スタンダードの入力設定

保存スタンダードの読込保存スタンダードの読込設定

Analysis infoウインドウ
All Lanesを選択・・全レーンのデータ表示

８、解析結果のファイルソート
解析結果は、各ウインドウごとに出力保存ができます。
8‑1 Exportは、画像ファイルでウインドウ別に保存できます。
8‑2 Copyは、コピー＆ペーストで他のファイルに貼付けができます。
8‑3 Analysisデータは、CopyのコマンドでExcelファイルにベースとします。