No.260
高性能 CPU 制御万能試験機

ストログラフ S・VG・VGSシリーズ

No.260

ストログラフS
VG/VGS

S50-F/S20-Fシリーズ

シリーズ

引張試験方法は、材料の力学的性質を調べる基本的な試験法の一つで、測定法が簡単ながら材料の特性解明に役立つ多くの情報が得られることから、最も一般的な試験方法として採用されています。
ストログラフ S シリーズ、VG/VGS シリーズは、使いやすさとコストパフォーマンスを追求した引張試験機です。ラボの雰囲気にマッチさせる斬新なデザインに先端の高性能 CPU 制御の万能タイプは、引張試験の他、曲げ、圧縮などの専用治具の応用によって評価試験の機能を広げます。
S､ VG/VGS モデルは、ユーザーの幅広いニーズに応えるため新しく設計されたものです。

s1
1

S50/S20
操作パネルがない
PC 制御式専用機（オプションのデータ処理装置が必要です。
）
手元のリモコンでテスト、ストップ、クイックリターン操作可能

高性能 CPU 制御万能試験機ストログラフ

ストログラフの、50KN・20KNに、Sシリーズを追加！
●オペレーションパネル仕様の、S50-F・S20-F に加え、パネルが無い、PC 制御式専用機

S50・S20登場

負荷容量で選べる
３つの基本モデル（S・VG・VGS）●独特なデザインは近代的雰囲気のラボにもマッチします● S シリーズと VGS シリーズは、デスクトップ専用
VG モデルは、フロアタイプかデスクトップ何れかを選択できます●クロスヘッド速度が、最小 0.0005mm/min など、高機能化を実現●データ出力は、PC、プリンタに接続できます●クロスヘッドのリターンスピードは、ファジー機能による自動切替

VG シリーズ（フロアタイプ）

VG/VGS シリーズ
（デスクトップタイプ）

s22

Operation

オペレ－ション

特長●広範囲なクロスヘッド速度を実現●力計測は高精度のレンジレス（エコモード搭載）●早戻りは賢いファジー機能を搭載

オペレ－ションパネル

試験力レンジ
レンジレス( 倍率 ×1 ～ ×100 相当 )●ストローク表示0.00 ～ 9999mm,% 表示 ( リアルタイム切替可 )

最小分解能0.001mm●

クロスヘッド速度
最小 0.0005mm/min			●

最大 1000mm/min			
23 段切替え			
0.0005 0.001 0.05 0.5 1 1.5 2.0 2.5 3.0
5 10 15 20 25 30 50 100 150 200 250
300 500 1000
但し VG20F は 500mm/min まで
精度± 0.5%(0.5 ～ 500mm/min）●

ＡＩＲ ＣＨＵＣＫ スイッチ
フロントパネルでＡＩＲ ＣＨＵＣＫの開閉を簡単操作！
※ AIR CHUCK スイッチをご使用の場合別売のエアーチャック駆動ユニットが必要になります。

安全性を考慮した「Ｈｉｇｈ」「Ｌｏｗ」
二段切替え＊オプション

3

高性能 CPU 制御万能試験機ストログラフ

Data ＆Option
データ処理

オプション

恒温槽用オプション
クロスヘッド
型式 OC

データ処理装置
型式 CON

３００ｍｍストローク延長（VG シリーズ）
型式 300-VG
プリンター
卓上型
サーマルラインドット方式
型式 S-PR1※他に、６００ｍｍストローク延長
型式 600-VG も取り扱っております。

4Optionオプション

データ処理ソフト

5ＯＳ Windows

メニュー画面

環境設定ー処理項目画面

ソフト操作をメニュー画面で選出します。

基本設定・試料条件・測定条件・処理項目等の条件は登録呼出しが可能です。

試料設定画面

環境設定ー処理項目画面

試料設定の登録 ・ 呼出しが可能で１ロット２０本までの試験片を同じ試験モードであれば最大１００ロット分登録することが出来ます。

処理項目は単位系・書式等任意にレイアウトできます。		
一つの処理項目を判定基準として選び、合否判定がでます。

測定画面

結果再生画面測定中は変位・荷重グラフを重ね書きします。
測定結果は Excel® のシートに転送することができます。

結果再生画面では弾性率の再計算、その他の処理項目の値をグラフで再指定できます。

性質

�

2. 標 線 間 隔：20～50mm
3. 追 跡 範 囲：最大1,000mm（有効ストローク）
4. 分 解 能：0.01mm
5. 試験片厚さ：0.01～5.0mm
高性能 CPU 制御万能試験機ストログラフ
6. 測定レンジ：10、20、50、100、200、500、1,000mmフルスケール（アナログ出力）

Option●電源

単相、AC100V、50/60Hz、約3A●機体寸法・質量 W270×D300×H1390mm

オプション■接触式標線追跡装置（DE-AP型）
サンプルの標線間追跡装置は、接触方式を採用し、微小変位から、大変位まで連続で測定ができます。

■接触式標線追跡装置（DE-C 型）●仕様 1. 追 跡 方 式：接触方式
試験片のマーキングされた部分に直接クリップすることによって、標線間の伸びを追跡します。
2. 追跡最小スパン：20mm
精：パルス式エンコーダー
度：微小範囲 ±3μm
検追出 跡方 式●主な仕様 1. 3.
破断伸び測定範囲 ±0.2mm
2. 標 線 間 隔 ：20 〜 50㎜
4. 有効ストローク：500mm
3. 追 跡 範 囲 ：最大 1000㎜（有効ストローク）●電分解能 ：0.01㎜
源 4. 単相、AC100V、50/60Hz、5A
5. 試 験 片 厚 さ ：0.01 〜 5.0㎜

測 定 レ ン ジ ：10、20、50、100、200、500、1000㎜フルスケール●エアー源 6. エアー圧力0.5MPa（アナログ出力）●機体寸法・質量7.
機 体W300×D250×H1300mm
寸 法 ：W270 × D300 × H1390㎜
8. 電

源 ：単相、AC100V、50/60Hz、3A■非接触式（光学式）標線追跡装置（DE-A型）
サンプルにマーキングされた2点間の上部及び下部マークを2個の追跡カメラで確実に捉え、サンプル色に■非接触式（光学式）標線追跡装置（DE-A型）
関係なく引張り開始から破断にいたるまで、マーク像の中心を捉えながら追跡を行う影像分割方式です。

サンプルにマーキングされた 2 点間の上部及び下部マークを 2 個の追跡カメラで確実に捉え、サンプル色に関係なく引張り開始から破断にいたるまで、マーク像の中心を捉えながら●仕様 1. 追 跡 方 式：CCD画像自動サーボ追跡方式（分解能0.1mm）
追跡を行う影像分割方式です。
2. 標 線 間 隔：20、25、50mm
サ ン プ ル 色：全色可能●主な仕様 1. 3.
追 跡 方 式 ：CCD カメラ方式（分解能 0.1㎜）
4. 追 跡 範 囲：450mm（ダンベル3号）
2. 標 線 間 隔 ：20、25、50㎜
5. マーク用インク：主マーク（シルバー）、マスクマーク（黒）3. サ ン プ ル 色 ：全色可能●電追 跡 範 囲：450㎜（ダンベル 3 号）
源4. 単相、AC100V、50/60Hz、2A

5. マーク用インク：主マーク（シルバー）、マスクマーク（黒）●機体寸法・
W250×D250×H1700mm
6.質量
光源：光輝度 LED

7. 機 体 寸 法 ：W250 × D250 × H1700㎜
8. 電
源：単相、AC100V、50/60Hz、2A■接触式標線追跡装置 （ＤＥ-ＣＨ型）■非接触型レーザ式伸び追跡装置（DE-S型）サンプルの標線間追跡装置は、接触方式を採用し、微小変位から、大変位まで連続で測定ができます。
（マーキング不要の非接触型伸び測定装置、No.906）

この非接触方式では、2つの標線部分に各々レーザ光を照射するだけで測定できます。
●主な仕様
１．追 跡 方 式 ： 接触式標線追跡装置     大変形・・エンコーダーワイヤー方式
微小範囲・・非接触式リニアエンコーダー
微小範囲・・・0.4 μｍ
２. 分
解●仕 能：様大変形・・・・22.0
1. 適 用 試 験μｍ
片：プラスチック、ゴム、GFRP、CFRP、セラミック、金属など
微小範囲・・±1μm
３．測 定 精 度： 大変形・・・・± 1％
2. 設定レーザ間距離：5～50mm
４．
初期標線間距離： 50 ｍｍ
分 ｍｍ（有効ストローク）
解能：大変形10μm、固定光学ユニット1μm
350(BD -10K チャックにおいて）
５．追 跡 範 囲： 最大3.
4. 伸 び 測 定 範 囲：引張試験機の有効ストローク内
６．機体寸法、質量： 手動機用：W325 × D617 × H1331mm、22kg
5. 最 大 引 張 速 度：500mm/min
自動機用：W325 × D480 × H1445mm、27kg
6. 光
源：赤色半導体レーザ
50/60Hz
3A
７. 電         源： 単相7.AC100
サ ン Ｖプ ル
色：全色可能●電12

GENERAL CATALOGUE

源

単相、AC100V、50/60Hz、約5A■非接触式（レーザ式）伸び追跡装置（DE-SP 型）（マーキング不要の非接触型伸び測定装置）

この非接触方式では、2 つの標線部分に各々レーザー光を照射するだけで測定できます。
●適用試験片 プラスチックス、ゴム、セラミック、などマーキング不要（試験片の形状・色・透明度によっては測定が困難な場合があるため確認のテストを行う必要があります）●主な仕様 1. 設 定 標 線 間 距 離 ：20㎜〜 75㎜（試験片の規格による）
2. 大 変 形 精 度 ：± 1％
3. 弾 性 率 測 定 精 度 ：1μm（光学ユニット固定モード）
4. 伸 び 測 定 範 囲 ：引張試験機の有効ストローク内
5. 最 大 引 張 速 度 ：500㎜ /min
6. 自動輝度調整機能 ：試験片の拡散反射の違いによりカメラの輝度値を自動で調整する。
7. 光
源 ：赤色半導体レーザー発光波長 640nm 最大出力：約 40mW クラス 3B 相当
質量：約 30㎏ ＊駆動部含む
8. 電
源 ：単相 100V 50/60Hz 5A

6

Chucks
Safety device

ストログラフ用各種チャック＆安全装置

右側から左側から左右の柱に非常停止スイッチ（Ｓシリーズ）

万力チャック（エアー締め式）
型式 BD -10K
安全カバー付（オプション）
万力チャック（エアー締め式）

曲げ治具（カゴ形）型式 F-3
曲げ治具（直接形）型式 F-1※詳細は、別途チャックのカタログをご覧ください。

7

高性能 CPU 制御万能試験機ストログラフLabor-saving
省力化関連製品

全自動引張試験機

No.211 ストログラフ AE
エラストマ 型式 AE2

No.219 ストログラフ HT

ゴム用恒温槽付自動引張試験機

No.211 ストログラフ AE
フィルム 型式 AE2-F

No.218 ストログラフ AP 型式 AP4

プラスチックの弾性率測定から破断までの引張試験が自動的に行えます。
8Specification
本S50 ｰ F

体

S50

S20 ｰ F

S20

VG2０F

クロスヘッド速度

最小０．
０００５mm/min、最大１０００ｍｍ /min ２３段切替
0.0005 0.001 0.05 0.5 1 1.5 2.0 2.5 3.0 5 10 15 20 25 30 50 100 150 200 250 300 500 1000 但し
精度±０．
5％（０．
５～５００ｍｍ /min 、当社検査方法による）

早戻り速度

ファジー機能による自動切替
50 ～ 1000mm/min
クイックリターンによる 50 100 200 300 500 1000mm/min 但し VG20F は 500mm/min まで

ストローク設定

上限棒状リミッター

ストローク表示０．
０００～９９９９ｍｍ、％表示 （リアルタイム切替可）

ストローク
有効ストローク９４０ｍｍ
６２０ｍｍ

親ネジ及びモーター

精密ボールネジ

親ネジ中心間隔

６２０ｍｍ（有効内寸５０５ｍｍ）

ロードセル

標準５０kＮ 電気式（自動容量検出）

力指示

Ｎ表示・・・・リアルタイム表示

力指示精度

力指示値の±１．
０％ ( ロードセル定格容量の 1 ／１から１／５００の範囲において） JISB ７７２１（１級適合）

レンジ

レンジレス（倍率 ×１ ～ ×１００相当）

試験力リミッター

上限リミッター １．
０～１０３％

ストロークリミッター

棒状

非常停止スイッチ

非常停止スイッチによる親ネジカバー

ジャバラによる回転部カバー

飛散防止カバー

前面アクリルカバー（オプション）

及び下限棒状リミッター

デジタルリミッター
最小分解能 ０．
００１ｍｍ
110０ｍｍ595ｍｍ 定位置クサビチャック C-1 使用時

定位置クサビチャック C-0、C-1 使用時
及びオプションで、ストローク ３００ｍｍ延長可

AC サーボモーター
50０ｍｍ（有効内寸 420 ｍｍ）

力計

力校正方式

測標準２０kN 電気式（自動容量検出）

下限リミッター安

全力校正方式－１００～０％

装置

上限、下限安全ストロークリミッター、デジタルリミッター（第一段センサーによる制御停止動作、第ニ段メカニカルス
駆 動モーター遮断動作 （スイッチ ２個 [ Ｓシリーズ］、スイッチ１個［VG ／ VGS シリーズ］）

通通信機能

試験結果

外部機器との通信

ＲＳ－２３２Ｃによる通信方式 （PC及びプリンター卓上型

PCＯＳ Ｗｉｎｄｏｗｓ

信機能試験条件の送信オ又は簡易プリンターと接続可能） S50 型 , S20 型は、操作パネルがなく、 PC 制プ

ション

サーマルラインドット方式

標線追跡装置

接触式標線（DE-C 型）、微小変位から大変位まで測定する接触式標線（DE-CH 型）、非接触式（光学式）標線（DE-A 型）、

微小伸び計弾性率測定用 DE-ME 型 、微小伸び用校正器（変位校正器） ME-CD 型

本体用架台

専用架台

電源3相

機体寸法・質量Ｗ８１０＋６０×Ｄ５９０×Ｈ１６２０ｍｍ（緊急停止スイッチの分、Ｗが＋６０ｍｍ）
約１７５ｋｇ 。架台（オプション）Ｗ８００×Ｄ７５0×Ｈ５１０ｍｍ 約１５０ｋｇ

型式

BED-S

専用架台

電9仕様

源及び寸

型式

BED-VG

法

ＡＣ２００Ｖ ５０／６０Ｈｚ １０Ａ

単相 ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ ８Ａ
W730 (670) × D470 × H1630mm
架 台 ( オプション）W 700×D７0０×

高性能 CPU 制御万能試験機ストログラフ

VG10F

VG5F

VG1F

VGS5F

VGS1F

VGS05FV G20F は 500mm/min まで

1100mm
1100mm
1100mm830mm
830mm
670mm（C-2 使用時） 750mm（C-3 使用時） 785mm（C-4 使用時） 495mm（C-3 使用時） 610mm（箱チャック使用時）

380ｍｍ（有効内寸 300ｍｍ）

標準１０kN他 左同イッチ

標準５kN
他 左同

標準１kN
他 左同

標準 5kN
他 左同

標準１kN
他 左同

標準 500N
他 左同による駆動モーター遮断動作）

御式専用機

お手元のリモコンで、テスト、ストップ、クイックリターン操作可能

非接触式 （レーザー式）伸び追跡装置（DE-SP 型）打合せによる

単相 ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ 7Ａ
約135ｋｇ
H540mm

約130ｋｇW630(570）× D470 × H1330mm

約 105kg10

●ストログラフ VG 用恒温槽
V G シリーズ用 の 専 用 恒 温 槽 で 次 の 6 型 式 が あ り ま す 。

型式

温度範囲

冷却方式

VGF-50-50 〜 +200℃

冷凍機 2段VGF-30-30 〜 +200℃

冷凍機

VGSCO

-60 〜 +150℃

VGCO-60 〜 +250℃

VGS200RT+30 〜 +150℃

VG300

RT+30 〜 +300℃

有効ストローク
約 300㎜

機体寸法（但し、W は本体正面側）
W１１００×D１６６０× H１５２０㎜
W８６０× D１３４０× H１５２０㎜

槽内寸法
W240 × D300 × H570㎜

電源
AC200V 3 相 40A
AC200V 3 相 30A

約 250㎜

W６９０× D１７５０× H１１４０㎜

W160 × D200 × H450㎜

AC200V 3 相 15A

約 300㎜

W８６０×D１３４０× H１５２０㎜

W240 × D300 × H570㎜

AC200V 3 相 20A

ヒーター

約 250㎜

W６９０×D１７５０× H１１４０㎜

W160 × D200 × H450㎜のみ約 300㎜

W８６０×D１３４０× H１５２０㎜

W240 × D300 × H570㎜

液体炭酸AC200V 3 相 15A※ S シリーズ用恒温槽は寸法が変わりますのでご相談ください。
S シリーズ用恒温槽の操作パネルは、どのタイプも全て左側になります。
※液体炭酸を使用される場合は、室内の換気に注意してください。液体炭酸ボンベはサイホン式を指定願います。
※有効ストロークは、オプションクロスヘッドを装着した時の値です。

本 社・ 東 京 支 店 〒 114-8557
大 阪 支 店 〒 564-0044
名 古 屋 支 店 〒 461-0003

東 京 都 北 区 滝 野 川 ５ − 15 − ４ TEL 03-3916-8181（代表） FAX 03-3916-8173
大阪府吹田市南金田 2-14-35（中央社ビル） TEL 06-6386-2851（代表） FAX 06-6330-7438
名 古 屋 市 東 区 筒 井 ３−30 − 12（森 ビル別 館 ） TEL 052-933-0491（代表） FAX 052-933-0591● https://www.toyoseiki.co.jp/●記載内容は改良のため変更することがあります。

2023.01.005 M