No.274 No.275
No.275 未加硫ゴム粘度試験機

ムーニ・粘度計

No.274 未加硫ゴム粘度試験機

ロータレス・ムーニ・ビスコメータ（JIS K6300-1 適合）

No.275

未加硫ゴム粘度試験機

ムーニ・粘度計用JIS K6300-1 適合途

ムーニ・粘度計 AM-4 型は、未加硫ゴムのムーニー粘度試験及びムーニースコーチ試験をする装置で、JIS K6300-1 に適合した製品です。

特長

1. 精度＆校正管理

3. 安全性◦温度精度は、各誤差補正機能付で± 0.3℃補償。

◦オーバーロード防止及びオーバーヒート防止装置を装備してい◦温度センサー誤差、温度アンプ誤差等の補正はタッチパネルで容易におこなえます。

ます。
◦風防カバーを閉じると熱盤が降下し、試験がスタートするので、◦ムーニー値は、内蔵おもりで自動校正できます。

温度安定と安全を確保しています。

2. 機能＆操作性の向上◦試験条件及び合否判定基準の登録ができます。

4. 経済性◦操作は登録呼出し及び試料の着脱以外は、自動運転ができます。

◦ 1 台の PC（オプション）で、他機種混在又は単独で複数台の◦小型プリンター（オプション）に、試験結果、データ曲線、本体を同時にデータ処理ができます。

及び、平均値等が、任意選択で印字されます。
◦過去の試験結果を呼出しできます。（最大 100 個）◦ヒータータイマー機能により、終了と開始の時間節約ができます。
◦本体チェック機能により、保守対応が早くできます。

データ処理装置

上部ダイ
試料ロータ
（回転）
下部ダイ

ムーニー値検出軸

試料室の構成・・・・・ロータ式（JIS K6300-1）

本体、最大 4 台接続可能

ロータレス・レオメータ
ムーニ・粘度計RLR-4 型

AM-4 型

ロータレス・ムーニ・ビスコメータ RLM-4 型
ムーニ・粘度計

AM-3 型

単独又は混在で複数台運転

小型プリンター印字出力例

風防カバー

ロータ予熱槽（オプション）

タッチパネル式
操作＆表示部●大きくて見易く、操作性向上！
タッチパネル●主な機能・試験状況＆結果一覧表示ムーニ・粘度計本体

・試験条件登録（100 個）

AM-4 型・温度誤差補正＆校正・ムーニー値校正
データ処理装置（オプション）

・データ履歴参照（100 個）
・ヒータータイマー
・本体チェック

etcNo.274

未加硫ゴム粘度試験機

ロータレス・ムーニ・ビスコメータ

用途

ロータレス・ムーニ・ビスコメータ RLM-4 型は、JIS K6300-1の未加硫ゴム物理試験方法に準拠したムーニー粘度計のムーニー値に合わせるように開発された装置です。
試料脱着の煩雑さを解消し、加えて、ロータ軸部の摩擦抵抗を排除したロータレス機構の粘度計です。
（※ JIS に準拠している装置ではありません）

2. 操作性◦試料の着脱が容易です。
ロータが無いのでダイの上に試料を載せ、終了後は試料を剝がすだけなので、硬い試料も容易にできます。

特長◦ワンタッチでムーニー値の自動キャリブレーションが行われます。
内蔵の実ウエイトが自動懸垂され正確に自動校正されます。

1. 試料室構成・・・・・・ロータレス式非摩擦密閉型◦コーン式回転ダイで均一なせん断速度分布が得られます。
（Fig.1 〜 4）FEM 計算（有限要素法）に基づく最適形状化のコーン式回転ダイにより、均一なせん断速度域で粘度測定が行われます。これにより物性解析が容易になり、ムーニー試験以外のデータ活用に用途拡大をはかれます。

3. 精度◦試料温度が均一で、スピーディに温度回復します。
（Fig.5 〜 6）
ロータが無く、試料が少ないので試料の温度は予熱時間 1 分以内で均一になります。ロータ式の場合は約 15℃の温度差があります。
◦ムーニーデータから摩擦トルクを排除しました。
トルク検出側にロータ回転軸のような可動部がないので摩擦トルクが発生せず、正しいデータが得られます。

上部ダイ
（回転）

4. 安全性◦オーバーロード防止、オーバーヒート防止装置を装備していま

試料
下部ダイ

ムーニー値検出センサー

試料室の構成・・・ロータレス式非摩擦密閉型

す。
◦風防カバーを閉じると熱盤が降下し試験がスタートするので、温度安定と安全を確保しています。

5. 経済性◦ 1台の PC（オプション）で、他機種混在又は単独で複数台（最大 4 台）の本体を同時にデータ処理及び全自動運転ができます。

小型プリンター印字出力例

データ処理装置（オプション）

本体専用テーブル（オプション）

ロータレス・ムーニ・ビスコメータ本体

RLM-4 型JIS K6300 -1◦ロータレス式とロータ式（従来型）のせん断速度分布と温度分布の比較
ロータレス式

ロータ式（従来型）

仕様

項目

試 料 室 ダ イ 構 造
加圧

方式

加熱

方式

ムーニ・粘度計

AM-4 型

ロータ式（JISK6300-1）

回転電気加熱、PID 制御
室温 +20 〜 200℃、精度± 0.3℃

数

毎分 2 ± 0.02rpm

0.1 〜 8.0rpm

スピードコントロールモーター（50、60Hz 共用）

ストレンゲージ式ロードセル

ムーニー粘度測定範囲

0.0 〜 200.0M（最大 300M 精度保証外）

ムーニー時間設定範囲

0 〜 480 分（t1、t2、t3、t4、t5、5 点）0 〜 480 分

スコーチ設定範囲

0.0 〜 99.9M（S1、S2、S3、S4、S5、5 点）

試験時間設定範囲

0 〜 480 分（設定により 960 分）

予熱時間設定範囲

0.0 〜 99.9 分

後加熱時間設定範囲

0.0 〜 99.9 分

ムーニー値校正方式

実ウエイト内蔵、オートスパン（自動懸垂）

防安カ

全バ
装通ー

外気流の影響防止・・・・・温度安定、カバーを閉じると自動スタート・・・・・安全確保

置オーバーヒート防止、オーバーロード防止、熱盤挟まれ防止

信

RS-232C（プリンター / P C 選択使用）

アナログ出力（オプション）
操作

パ

ネ

DC 0 〜 10V（ムーニー値、平均温度）

ル機PC

液晶タッチパネル、表示部 5.7 インチ
能：試験状況＆結果表示・試験条件登録・温度、ムーニー値校正
・データ履歴参照・ヒータータイマー・本体チェック など

小 型 プ リ ン タ ー

サーマルドットプリンター（オプション）

使 用 温 度・ 湿 度 範 囲

温度 5 〜 30℃、湿度 35 〜 85％ RH、結露無き事

電源エアー

単相用標

準規付

属

W430 × D600 × H1190mm、 155kg

格

JIS K6300-1

品

大ロータ（1 個）、校正おもり、ゴムブッシュ、掃除具

1）小型プリンター・・・・・M-P1 形
印字方式：サーマルドット式
記 録 紙：80mm ロール紙（30m）
印字内容：ムーニー曲線、試験結果
指定 N 数の平均値等

2）ロータ予熱槽・・・M-RPH 形
度：試験温度に連動制御

3）小ロータ・・・・・・・・・・S-R 形
大ロータ・・・・・・・・・・L-R 形
4）転倒防止金具・・・・・M-TB 形
L 型専用金具

5）応力緩和測定装置・・M-SR2 形機

12A

単相AC200V 50/60Hz

指定なし 12A

0.4 〜 0.6Mpa（レギュレータ）オプション（AM-4 型用）

温AC200V 〜 230V 50/60Hz

源

機 体 寸 法・ 質 量
適保証なし

ステッピングモーター（50Hz、60Hz 共用）

ト ル ク 検 出 器

風RLM-4 型

ロータレス式、非摩擦密閉型

エアーシリンダー作動（無給油形）

温 度 設 定 範 囲
駆 動 モ ー タ ー

ロータレス・ムーニ・ビスコメータ

構：瞬時停止＆逆転防止オプション（RLM-4 型用）
1）小型プリンター
印字方式：サーマルドット式
記 録 紙：80mm ロール紙（30m）
印字内容：ムーニー曲線、試験結果
指定 N 数の平均値等

2）応力緩和測定装置・・・R-SR 形機

構：瞬時停止＆逆転防止

W430 × D600 × H1190mm、 160kg
校正おもり、O リング、掃除具

オプション（AM-4 型、RLM-4 型用）
1）データ処理装置

CON-L 形コンピューター：Windows PC
プ リ ン ター：インクジェット、A4 カット紙
デ ィ ス プ レ イ ：17 インチ液晶
試験条件マスター：９９件登録品 名 マ ス タ ー：６００条件登録

2）本体専用テーブル・・・DAI-L 形
W1200×D750×H740mm、約65kg
キャスター付、耐荷重 3KN（300kgf）

3）本体専用テーブル・・・DAI-S 形
W900×D750×H740mm、約65kg
キャスター付、耐荷重 3KN（300kgf）4）エアーフィルターセット・AC-4 形、DC-RM4 形装置と、供給部の間に設定して、一次側から来る水滴ダスト、油滴を取り除くことができるフィルターセット。

部品構成
・ウォーターセパレーター
・ミストセパレーター
・マイクロミストセパレーター
一次側空気条件：最大圧力 0.7Mpa
定格流量 500L／min※装置本体にはフィルター機能が無いので注意して下さい。

データ処理装置・・・・・・・CON-L 型（オプション）
ロータレス・レオメータ、及びムーニ・粘度計、ロータレス・ムーニ・ビスコメータ共用のデータ処理装置が準備されておりますのでご相談下さい。

本体、最大 4 台接続可能
データ処理装置

ロータレス・レオメータ

ムーニ・粘度計RLR-4 型

AM-4 型

ロータレス・ムーニ・ビスコメータ RLM-4 型

ムーニ・粘度計

AM-3 型● 1 台のデータ処理装置で、4 機種混在又は単独で 4 台同時運転ができます。

特長●集合データより合否判定レベルの自動算出を行い、データの合否判定及び管理図（X-R、X-Rs）で状態管理ができます。
●上書試験、追加試験、割込試験ができます。
●日本語／英語モードの切換ができます。

本 社・ 東 京 支 店 〒 114-8557
大 阪 支 店 〒 564-0052
名 古 屋 支 店 〒 461-0004

東 京 都 北 区 滝 野 川 ５ − 15 − ４ TEL 03-3916-8181（代表） FAX 03-3916-8173
大 阪 府 吹 田 市 広 芝 町 ５ − ３（ 豊 田 ビ ル ） TEL 06-6386-2851（代表） FAX 06-6330-7438
名 古 屋 市 東 区 葵 ３ − 15 − 31（ 千 種 ビ ル ） TEL 052-933-0491（代表） FAX 052-933-0591● http://www.toyoseiki.co.jp/●記載内容は改良のため変更することがあります。

2018.06.010 M