水道水等の放射能測定マニュアル

平成 23 年 10 月

厚生労働省健康局水道課

目次
第１章 総説 ............................................................................................................... 1
１－１ 背景及び目的 ............................................................................................... 1
１－２ 水道水中の放射性物質の現状 ....................................................................... 2
１－３ 本マニュアルの適用範囲 .............................................................................. 3
１－４ 測定法等の選択方法 .................................................................................... 4
１－５ 留意事項 ..................................................................................................... 4＜参考＞ ................................................................................................................. 5
参考 1-1

放射能測定と化学物質測定との相違点 .................................................. 5

第２章 試料の採取、保存及び運搬 .............................................................................. 6
２－１ 試料の採取、保存及び運搬操作 .................................................................... 6
２－２ 器具 ............................................................................................................ 6（１） プラスチック瓶 ..................................................................................... 6（２） じょうご等の試料採取のための補助器具 ................................................ 7＜参考＞ ................................................................................................................. 7
参考 2-1

採取、保存及び運搬時における放射性物質のロス・汚染の原因 ............. 7

参考 2-2

コンポジット試料の採取 ...................................................................... 7

参考 2-3

保存剤の添加 ....................................................................................... 8

第３章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法 ..................................................................................................... 9３－１ 測定法の特性 ............................................................................................... 9
３－１－１ 測定対象核種 ...................................................................................... 9
３－１－２ 測定法の特徴 ...................................................................................... 9３－１－３ 測定の流れ ....................................................................................... 10
３－２ 機器・器具等 ............................................................................................. 11
３－２－１ 機器 ................................................................................................. 11（１） ゲルマニウム半導体検出器 ................................................................... 11（２） 遮へい体 ............................................................................................. 11
３－２－２ 器具等 .............................................................................................. 11（１） 試料容器 ............................................................................................. 11（２） エネルギー校正用線源 ......................................................................... 12（３） 効率校正用線源 ................................................................................... 12（４） スペクトル解析ソフトウェア ............................................................... 12
３－３ 機器校正 ................................................................................................... 12
３－３－１ エネルギー校正 ................................................................................. 12
３－３－２ 効率校正 ........................................................................................... 13
３－４ 測定操作 ................................................................................................... 13i３－４－１ 事前準備及び確認事項 ...................................................................... 13（１） 機器の動作確認と設定 ......................................................................... 13（２） バックグラウンド測定 ......................................................................... 13
３－４－２ 測定手順 ........................................................................................... 13
３－４－３ 解析手順 ........................................................................................... 14（１） ピーク領域の設定 ................................................................................ 14（２） ピーク面積の算出 ................................................................................ 14（３） バックグラウンド計数率の差し引きと計数の統計による不確かさの算出 14（４） 放射能の算出 ....................................................................................... 15（５） 検出の有無の判定 ................................................................................ 15（６） 検出限界値の記録 ................................................................................ 15（７） 測定結果の検討・評価 ......................................................................... 15
３－４－４ 報告及び記録 .................................................................................... 16
３－５ 測定実施の注意点 ...................................................................................... 16
３－５－１ バックグラウンドの管理 ................................................................... 16
３－５－２ 機器、器具等の汚染防止 ................................................................... 16
３－５－３ 機器の日常管理 ................................................................................. 17＜参考＞ ............................................................................................................... 17
参考 3-1

ガンマ線スペクトル測定システム ....................................................... 17

参考 3-2

ゲルマニウム半導体検出器の例 .......................................................... 17

参考 3-3

検出器の冷却装置 .............................................................................. 18

参考 3-4

前置増幅器と主増幅器 ........................................................................ 18

参考 3-5

マルチチャネル分析器 ........................................................................ 18

参考 3-6

試料容器について .............................................................................. 18

参考 3-7増幅器ゲイン調整及びエネルギー校正手順例 ...................................... 19

参考 3-8

ガンマ線スペクトル例とピーク領域（ROI） ....................................... 20

参考 3-9

バックグラウンドスペクトルの例 ....................................................... 20

参考 3-10

ピーク面積の算出例 ......................................................................... 21

参考 3-11

自己吸収の補正 ................................................................................ 21

参考 3-12

サム効果の補正 ................................................................................ 22

参考 3-13

試料容器及び測定時間の違いによる検出限界値の計算例 .................... 22

第４章 シンチレーションスペクトロメータによる放射能測定法 ................................ 25
４－１ 測定法の特性 ............................................................................................. 25
４－１－１ 測定対象核種 .................................................................................... 25
４－１－２ 測定法の特徴 .................................................................................... 25
４－１－３ 測定の流れ ....................................................................................... 26
４－２ 機器・器具等 ............................................................................................. 27
４－２－１ 機器の構成 ....................................................................................... 27（１） 検出器 ................................................................................................. 27（２） 遮へい体 ............................................................................................. 27（３） 試料台 ................................................................................................. 27ii

４－２－２ 器具等 .............................................................................................. 28（１） 試料容器 ............................................................................................. 28（２） エネルギー校正用線源 ......................................................................... 28（３） 効率校正用線源 ................................................................................... 28（４） スペクトル解析ソフトウェア ............................................................... 28
４－３ 機器校正 ................................................................................................... 28
４－３－１ エネルギー校正 ................................................................................. 28
４－３－２ 効率校正 ........................................................................................... 29
４－４ 測定操作 ................................................................................................... 29
４－４－１ 事前準備及び確認事項 ...................................................................... 29（１） 機器の動作確認と設定 ......................................................................... 29（２） バックグラウンド測定 ......................................................................... 29
４－４－２ 測定手順 ........................................................................................... 30
４－４－３ 解析手順 ........................................................................................... 30（１） ピーク領域の設定 ................................................................................ 30（２） 核種同定 ............................................................................................. 30（３） ピーク面積の算出 ................................................................................ 30（４） 放射能の算出 ....................................................................................... 30（５） 検出限界値の算出 ................................................................................ 31（６） 測定結果の検討・評価 ......................................................................... 31
４－５ 報告及び記録 ............................................................................................. 31
４－６ 測定実施の注意点 ...................................................................................... 32
４－６－１ 温度の影響 ....................................................................................... 32
４－６－２ バックグラウンド ............................................................................. 32
４－６－３ 測定器の汚染 .................................................................................... 32＜参考＞ ............................................................................................................... 33
参考 4-1スペクトル測定のためのシンチレーション検出器の種類 ..................... 33

参考 4-2

シンチレータとゲルマニウム半導体検出器との性能の比較 .................. 33

参考 4-3

検出効率の算出に塩化カリウムの水溶液を用いる方法 ......................... 34

参考 4-4ピークの重なりによる妨害 ................................................................. 34

参考 4-5

遮へい効果 ......................................................................................... 35

参考 4-6

測定時間と感度 .................................................................................. 35

第５章 NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ・計数装置によるスクリーニン
グ法 ............................................................................................................. 36
５－１ 測定法の特性 ............................................................................................. 36
５－１－１ 測定対象核種 .................................................................................... 36
５－１－２ NaI シンチレーション式サーベイメータによるスクリーニング法 ....... 36
５－１－３ NaI シンチレーション計数装置によるスクリーニング法 .................... 37
５－１－４ 利用条件 ........................................................................................... 37
５－１－５ 測定の流れ ....................................................................................... 38
５－２ 機器・器具等 ............................................................................................. 38iii

５－２－１ 機器 ................................................................................................. 38（１） NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ .......................................... 38（２） NaI シンチレーション計数装置 ............................................................ 39（３） 遮へい体 ............................................................................................. 39
５－２－２ 器具等 .............................................................................................. 39（１） 試料容器 ............................................................................................. 39（２） チェック用線源 ................................................................................... 39（３） 校正用標準溶液 ................................................................................... 39（４） バックグラウンド試料 ......................................................................... 39（５） その他 ................................................................................................. 39
５－３ 機器校正及び事前準備 ............................................................................... 40
５－３－１ バックグラウンドの測定 ................................................................... 40
５－３－２ チェック用線源( 137 Cs 線源)による機器作動状態の確認 ....................... 40（１） 計数率方式 .......................................................................................... 40（２） 積算計数方式 ....................................................................................... 40
５－３－３ 校正用標準溶液による校正 ................................................................ 41
５－３－４ 検出限界値の確保 ............................................................................. 41
５－３－５ スクリーニングレベルの確認 ............................................................ 42
５－４ 測定操作 ................................................................................................... 42
５－４－１ 測定手順 ........................................................................................... 42（１） 計数率方式 .......................................................................................... 42（２） 積算計数方式 ....................................................................................... 43
５－４－２ 解析手順 ........................................................................................... 43（１） スクリーニングレベルに相当する計数率算出 ........................................ 43（２） スクリーニング結果判定 ...................................................................... 43（３） 測定結果の記録 ................................................................................... 43
５－５ 測定実施の注意点 ...................................................................................... 44
５－５－１ バックグラウンドの違い ................................................................... 44
５－５－２ 測定器等の汚染 ................................................................................. 44
５－５－３ 測定結果の取扱い ............................................................................. 44＜参考＞ ............................................................................................................... 45
参考 5-1

試料容器のタイプと検出器―線源間の空間的位置関係（ジオメトリ） . 45

参考 5-2

スクリーニングレベルの設定例 .......................................................... 47

参考 5-3

測定方法による測定精度 .................................................................... 47

参考 5-4

検出限界値の算出方法 ........................................................................ 48

参考 5-5

NaI(Tl)シ ンチレーション検出器の濃度換算係数の例 ........................... 50

用語集 .................................................................................................................... 51

iv

第１章

総説

１－１ 背景及び目的
東京電力株式会社福島第一原子力発電所（以下「東電福島第一原発」という。）の事故に関連した水道水中の放射性物質への対応について、平成 23 年 3 月 19 日付け健水発 0319 第 2 号厚生労働省健康局水道課長通知「福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応について」及び平成 23 年 3 月 21 日付け健水発 0321 第 2 号厚生労働省健康局水道課長通知「乳児による水道水の摂取に係る対応について」に基づき、指標値（放射性ヨウ素 300 Bq/kg（乳児の摂取は 100 Bq/kg）、放射性セシウム 200
Bq/kg） を 超 過 し た 時 に は 、 厚 生 労 働 省 よ り 、 水 道 事 業 者 に 対 し 飲 用 を 控 え る 要 請 を行うこととした。
平成 23 年 4 月 4 日、厚生労働省は、その時点までの検査結果、水道水の摂取制限
及び広報の要請の実施状況等を踏まえ、今後の水道水中の放射性物質のモニタリング
方針（以下「モニタリング方針」という。）、検査結果に基づく摂取制限の要否の判
断及び摂取制限の解除の考え方を公表した。その後、水道事業者等がモニタリング方
針に基づき検査を実施し、その結果の公表を続けてきたが、各地の検査結果からは、水道水から検出される放射能の濃度は検出限界値未満又は極めて微量で推移している
ことが明らかになってきた。
今後の中長期的な水道水の安全性確保に万全を期すため、厚生労働省は平成 23 年 4月 25 日から「水道水における放射性物質対策検討会」を開催し、モニタリング結果を踏まえた中長期的な取組等の検討を行い、平成 23 年 6 月 21 日に水道水における放射性物質対策中間とりまとめ（以下「中間とりまとめ」という。）が公表された。この報告を踏まえ、平成 23 年 6 月 30 日に開催された厚生科学審議会生活環境水道部会の了承を経て、モニタリング方針が改定された。
改定されたモニタリング方針に定める基本的な考え方において、・今後、再び東電福島第一原発から大気中への放射性物質の大量放出がない限り、放射性物質の影響により水道水の摂取制限等の対応が必要となる蓋然性は低い。
・水道水源となる地下水に対して放射性物質の影響が現れる蓋然性は低い。
・今後は、放射性物質の検出リスクが同じ傾向にあると考えられる流域単位で水道水の検査を実施する等、合理的かつ効果的な検査体制に移行すべき。
ことが示されたが、我が国で初めての原子力緊急事態が依然として収束していないこと及び 7 月以降梅雨や台風等大雨が予想される時期に入ること等に鑑み、当面の数ヶ月間、モニタリング方針を一部改定したうえで水道水の検査を継続的かつ定期的に実施する必要があるとされた。
同方針の今後の厚生労働省の取組として、検査機器の使用方法等をまとめたマニュ
アルの作成が示されたところであり、本測定法マニュアルの作成に至った。
本マニュアルは、原子力施設の事故等の緊急事態における水道水の放射能汚染に関して、水道事業者等が検査の用途や必要な検査精度に応じて分析法の選択を行い、水1道水や水道原水の放射能の測定を適切に行うため、試料の採取等の方法、測定法ごとの使用方法や留意点を紹介することを目的としている。

１－２ 水道水中の放射性物質の現状
水道水中の放射性物質検査は、政府原子力災害現地対策本部、文部科学省、地方公共団体及び水道事業者により実施されている。
政府原子力災害現地対策本部は、福島県内全域の水道事業等を対象に水道水の検査を実施している。文部科学省は、各都道府県において水道水の検査を実施している。
また、モニタリング方針において、重点区域とされた福島県及びその近隣都県を中心に、地方公共団体及び水道事業者等が水道水の検査を実施している。これらの検査実
施主体は、概ね放射能の分析機器を所有していないことから、放射能の分析機器を所有する民間及び公的検査機関に測定を委託している状況にあるが、一部の水道事業者
等は自ら放射能の分析機器を購入し、検査を開始している。
モニタリング方針に定める重点区域内の水道水中の放射性ヨウ素の検査結果によると、福島県内では 3 月 17 日から 3 月 24 日まで、関東地方では 3 月 22 日から 3 月 23
日付近で、最も高い濃度が検出された。中間とりまとめによると、この現象は、降雨前の乾性沈着及び降雨時の湿性沈着によって地面表層に降下した放射性ヨウ素が雨水とともに短期間に河川に流出し、放射性ヨウ素を含む河川水が水道原水の取水口に流入したうえで、水道の通常の浄水処理では放射性ヨウ素の除去は困難なため、一部の浄水場や給水栓から指標値を上回る放射性ヨウ素が検出したとしている。その後、放射性ヨウ素の半減期は 8 日間と短いことから、水道水中の放射性ヨウ素濃度は減少傾向を示し、4 月以降は不検出又は検出されたとしても微量の状況となっている。
一方、モニタリング方針に定める重点区域内の水道水中の放射性セシウムの検査結果によると、一部の市町村において検出されたが、放射性ヨウ素と比較してその濃度は概ね低く、4 月以降は不検出又は検出されたとしても微量の状況となっている。
中間とりまとめによると、地面表層に降下した放射性セシウムは、土壌等に吸着し残留し続けるが、強い降雨に伴い土壌に吸着した状態で河川に流出し、濁質成分として水道原水の取水口に流入する場合があるものの、凝集沈殿や砂濾過等の浄水処理工
程により濁質成分が除去されることから、水道水中の放射性セシウムが不検出又は微量に検出されるのみにとどまり、除去された濁質成分は浄水発生土に移行するとされている。
文部科学省の調査によれば、東電福島第一原発の周辺地域の土壌では、放射性スト
ロンチウムは、放射性セシウムと比較して濃度が低い状況にあることが確認されており、放射性セシウムを測定することで、十分な状況にある。また、放射性ストロンチ
ウムは測定に時間を要することから、水道水の指標値を検討する際に、一定割合の放射性ストロンチウムの寄与も見込んで設定されている。
放射性ウラン及び放射性プルトニウムは東電福島第一原発の周辺地域で微量濃度が検出されているのみであることから、中間取りまとめにおいて、これらの放射性物質2について、水道水への影響を考慮する必要性は低いとされている。

１－３ 本マニュアルの適用範囲「原子力施設等の防災対策について」（昭和 55 年 6 月原子力安全委員会決定）に基づく「環境放射線モニタリング指針」（平成 20 年 3 月原子力安全委員会決定）等
により、周辺環境の放射性物質又は放射線に関するモニタリング方法が示されている。
環境放射線モニタリング指針では、原子力緊急事態が発生した場合のモニタリング
として、原子力緊急事態の発生時に迅速に行う第１段階の緊急時モニタリングと周辺環境に対する全般的影響を評価する第２段階の緊急時モニタリングと区別して示している。
第１段階において、原子力施設から大量の放射性物質が大気中に放出され、揮発性の高い放射性物質を中心に、大気中を移流・拡散し、地面表層に降下した後に、降雨により水道水源に多量の放射性物質が流入し、水道水中で放射能の濃度の顕著な上昇を招くことが予想される。
この期間において、水道事業者等は、水道水や水道原水を頻繁に採取し、水道水の摂取制限の指標値が定められている放射性ヨウ素及び放射性セシウムを対象として、指標値との比較を念頭においた測定を実施すべきである。また、第１段階においては、
放射性物質の核種分析を行うことができるゲルマニウム半導体検出器による測定はその数が限られていること、多数の試料を効率よく分析する点で課題があることから、検査の迅速化及び効率化のため、水道水や水道原水中の放射能濃度が摂取制限の指標値よりも確実に低い水道水及び水道原水を判別するためのスクリーニング法も活用できることが望ましい。
一方、第２段階においては、原子力施設からの放射性物質の放出量が大幅に減少し、また、水道水源の上流域における放射性物質の存在量が低減することにより、水道水
中の放射性物質は減少することが予想される。また、半減期の短い放射性ヨウ素は速やかに減少するが、放射性セシウムは吸着した地面表層の土壌等が主として雨水流出に伴って河川に流出し、濁質成分として水道原水に流入することが予想されることか
ら、浄水施設において濁度管理を徹底する等適切な施設管理を行うとともに、低濃度の放射性セシウムが検出できる精度の高い測定法による検査に移行すべきである。
水道事業者等による水道水中の放射能濃度の検査のための測定は、水道水中に含まれる放射能濃度が指標値を超過しているか否かの確認、指標値を超過した場合の摂取制限及び広報の実施の判断、指標値を下回った場合の摂取制限の解除の判断に利用するものであり、測定結果は水道水の摂取による放射能の内部被ばく量の推計に利用することができる。
また、水道事業者等による水道原水中の放射能濃度の測定は、放射性物質の水道水源への流入により水道水中の放射能濃度が指標値を超過する可能性の予測や粉末活性炭の投入等の浄水操作の実施、一時的な取水停止等の対策の実施、梅雨や台風等大雨時の土壌等の流出や水道水源の近傍において実施する除染作業に伴う水道水源の安全3

確認、浄水発生土への放射性物質の移行の予測及び一時的な取水停止等の対策の実施に利用するものである。
以下に、第１段階、第２段階毎に測定法の利用用途を示す。
表 １ -１：測定法の利用用途（段階別）
第１段階

第２段階

水道水
・指標値の超過の確認
・摂取制限及び広報の実施並びに解除の判断
・水道水摂取による内部被ばく量の推計
・放射能濃度の確認
・水道水摂取による内部被ばく量
の推計

水道原水
・水道水中の指標値の超過可能性の予測
・粉末活性炭の投入等の浄水操作の実施や取水停止等の対策の実施
・水道水源の安全確認
・浄水発生土への放射性物質の移行予測や取水停止等の対策の実施

なお、本マニュアルが対象とする核種は、水道水中のストロンチウムやウラン、プ
ルトニウムの検査については、現時点では必要な状況となっていないことから、原子力安全委員会の定める飲食物摂取制限に関する指標の対象となる放射性物質のうち、放射性ヨウ素及び放射性セシウムを対象とする。

１－４ 測定法等の選択方法
水道水や水道原水中の放射能濃度を測定する場合には、計数の統計による不確かさの 3 倍を検出限界値とし、検査の目的に応じて必要な感度が確保できる測定法を選択するものとする。
また、水道水や水道原水中の放射能濃度が摂取制限の指標値よりも確実に低い水道
水及び水道原水を判別するためのスクリーニングに用いる場合には、指標値の 2 分の
1 をスクリーニングレベルとし、スクリーニングレベルにおける測定値の 99%区間上限が指標値レベルで得られる測定値以下であるものとする。

１－５ 留意事項
本マニュアルの作成に当たっては、放射能の測定に係る以下の文献を参考にした。
本マニュアルの記述は、水道水及び水道原水中の放射性ヨウ素及び放射性セシウムの測定を行ううえで必要最小限のものとしているので、より詳細な情報が必要な場合は、これらの文献を参照していただきたい。
1) 厚生労働省（2002）緊急時における食品の放射能測定マニュアル．
2) 厚生労働省（2011）牛肉中の放射性セシウムスクリーニング法．
3) 日本水道協会（2011）上水試験方法 2011 年版 II 理化学編．日本水道協会，東京．
4) 文部科学省（1974）放射能測定法シリーズ No.6 NaI(Tl)シンチレーションスペク
トロメータ機器分析法．
45) 文部科学省（1992）放射能測定法シリーズ No.7 ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー．
6) 文部科学省（1983）放射能測定法シリーズ No.16 環境試料採取法．

＜参考＞
参 考 1-1

放射能測定と化学物質測定との相違点（１）バックグラウンド測定
化 学 物 質 測 定 の 分 光 光 度 法 で 言 う ブ ラ ン ク テ ス ト の か わ り に 行 う の が 、バ ッ ク グ ラ ウ ン ド 測 定である。
同じ測定条件で測定し、定量目的のピーク周辺に定量に影響を与えるピークがある場合には、その面積をあらかじめ求めておく必要がある。
（２）直線性よ ほ ど 強 い 放 射 能 の 試 料 の 場 合 で な い 限 り 、放 射 能 測 定 で は 計 数 率 と 放 射 能 の 間 に 直 線 性 が 成り立つ。したがって、放射能測定では、化学物質測定に行う検量線を引くという操作はない。
一方、試料と同じ形状の放射能既知の標準試料で検出効率を求めておくことが必要となる。
（３）検出限界値
検出限界値をより低く設定するには、試料の量を多くすることが最も効果的である。さらに、
バ ッ ク グ ラ ウ ン ド 放 射 能 を 下 げ る こ と が 重 要 で あ り 、検 出 器 全 面 を 遮 へ い 体 で 囲 み 、遮 へ い す る
こ と が 必 要 で あ る 。さ ら に 、な る べ く 長 時 間 測 定 し て 計 数 の 統 計 に よ る 不 確 か さ を 小 さ く す る こ
とも有効である。

5

第２章

試料の採取、保存及び運搬

２－１ 試料の採取、保存及び運搬操作
１）洗浄済みのプラスチック瓶（採取瓶）に、以下の事項が記載できるラベルを貼り、試料の採取前、または採取後、速やかに記入する。
①試料番号（試料 ID）（同一試料を複数瓶に分けて採取する場合にはそれぞれが区別できるようにする）②事業体名、浄水場名、採取地点名（原水、浄水場出口水、蛇口水等の区別）③採取年月日、時刻④測定対象核種⑤採取者名⑥特記事項（保存剤を添加した場合その種類）⑦その他関連事項（前日の降雨状況等評価に必要な事項）
２）採取瓶を、試料で 2～3 回共洗いし、満水に採る。採取量は、試験に必要な量の 2倍程度が望ましい。検査の迅速性や簡便性等の観点から、試料採取時に、保存剤や残留塩素除去剤等の添加は行わない。
３）水道原水や河川水を採取する場合など、直接の採取が困難な状況では、採取用バ
ケツやひしゃく等で試料を採取し、必要に応じてじょうご等を用いて、採取瓶に移す。
４）水道水を採取する場合は、管内に滞留している水を十分に流し、水温や残留塩素等の水質が安定した後に、採取を行う。
５）試料中の放射能の総量を測定するため、濁質が存在する場合でも、基本的にろ過は行わない 注 １ 。
注１

溶 存 態 の 放 射 能 を 測 定 す る 場 合 に は 、 採 取 後 速 や か に 、 孔 径 1μ m の メ ン ブ ラ ン フィルターでろ過する。ガラス繊維ろ紙の場合、溶存態の放射性セシウムが吸着する可能性があるため、有機膜の方がよい。ろ過の際の汚染を防止するため、使い捨てのゴム手袋やプラスチック手袋、汚染されていないピンセット等を用いるとよい。

６）採取後、速やかに試験する。試料の運搬時に、採取瓶が破損したり、採取瓶から試料が漏れないようにする。運搬後、採取日に試験できない場合は、試料を冷暗所に保存する。試料採取から試験までの保存期間の目安は 5 日以内である。

２－２ 器具（１）プラスチック瓶
ポリエチレン、またはそれと同等の材質。硝酸及び測定対象核種を含まない水であらかじめ洗浄する。加えて、採取瓶を再利用する場合には、最初に洗剤で洗浄する。採取瓶の容量は、試験に必要な量の 2 倍程度が望ましい。大量の場合は複数瓶に採取してもよい。

6

解 説 2-1

採取瓶

プラスチック瓶は、放射性ヨウ素のうち、ヨウ素分子、次亜ヨウ素酸や有機態ヨウ素の 一 部 が 吸 着 す る 可 能 性 が あ る 。一 方 、ガ ラ ス 瓶 は 、（ 溶 存 態 の ）放 射 性 セ シ ウ ム が 吸 着する可能性がある。ここでは同時測定を考慮してプラスチック瓶とした。
なお、原子力緊急事態において、採取瓶の準備が困難な場合には、清浄な水の入った
ペ ッ ト ボ ト ル の 中 身 を 採 取 現 場 で 空 け て 、試 料 で 2～ 3 回 共 洗 い し て 、採 取 瓶 と し て 利 用する方法もある。

（２）じょうご等の試料採取のための補助器具
ステンレス、ポリエチレン、またはそれと同等の材質。採取瓶と同様の手順であらかじめ洗浄し、試料で 2～3 回共洗いしてから使用する。試料と接する部位は、汚染されないように、運搬時にはポリエチレン袋等で保護するとよい。試料採取の現場で使用するので、複数の地点で試料採取を行う場合には、これら補助器具からの汚染を防ぐため、現場での洗浄に用いる器具、溶液、測定対象核種を含まない水等を必要に応じて準備し、洗浄を行いながら使用するとよい。

＜参考＞
参 考 2-1

採取、保存及び運搬時における放射性物質のロス・汚染の原因

放 射 性 物 質 は 、通 常 の 化 学 分 析 で は 検 出 で き な い く ら い 、低 い 濃 度 で 水 中 に 存 在 し て い る こ とに 注 意 を 要 す る 。放 射 性 物 質 の 存 在 形 態 は 様 々 で 、溶 存 態 だ け で な く 、濁 質 成 分 に 吸 着 し て 存 在している場合もある。
放 射 性 物 質 は 、懸 濁 態 、溶 存 態 以 外 に 、コ ロ イ ド 状 で も 存 在 し て い る 。放 射 性 ヨ ウ 素 は 、大 気から降下したばかりの水道原水中や、塩素処理を行ったばかりの浄水処理工程水、浄水中では、
ヨ ウ 素 分 子 や 次 亜 ヨ ウ 素 酸 の 形 態 で も 存 在 し て い る 。水 道 原 水 等 で 、光 に 当 た っ て い る 状 態 で は 、
ヨ ウ 化 物 イ オ ン は 、ゆ っ く り と 酸 化 さ れ 、次 亜 ヨ ウ 素 酸 や ヨ ウ 素 酸 イ オ ン に 変 化 す る（ 表 2-1）。
表 ２-１：放射性物質の主な存在形態

水道原水
水道水
放射性ヨウ素
懸濁態、溶存態（ヨウ化物イオン、有機態ヨウ素） 溶存態（ヨウ素酸イオン、有機態ヨウ素）
放射性セシウム
懸濁態、溶存態（セシウムイオン）
溶存態（セシウムイオン）
試 料 の 採 取 、運 搬 、保 存 に あ た り 、放 射 性 物 質 の ロ ス や 汚 染 の 原 因 と し て 、例 え ば 以 下 の こ とが 挙 げ ら れ る 。汚 染 を 防 止 す る た め 使 い 捨 て の プ ラ ス チ ッ ク 手 袋 や ゴ ム 手 袋 を 使 用 す る こ と が 望ましい。
①洗浄が不十分な容器や器具への吸着②試料採取等、採取瓶を開けているときの、塵等の混入③洗浄が不十分な容器、器具からの汚染④作業者、標準物質、他の試料からの二次汚染
参 考 2-2

コンポジット試料の採取

ス ポ ッ ト 試 料（ 1 回 の 採 取 に よ る 試 料 ）の 場 合 は 考 え な く て よ い が 、コ ン ポ ジ ッ ト 試 料（ 数 回の 採 取 試 料 を 混 合 し た 試 料 ）の 場 合 、試 料 採 取 時 に お け る 放 射 能 の 崩 壊（ 試 料 採 取 に か か っ た 時
間 ）に つ い て 注 意 を 要 す る 。コ ン ポ ジ ッ ト 試 料 の 採 取 日 時 、時 刻 は 、例 え ば 、最 初 の 試 料 の 採 取
日 時 、時 刻 、あ る い は 採 取 期 間 の 中 間 の 日 時 、時 刻 と す る 。放 射 性 ヨ ウ 素 に つ い て は 、採 取 間 隔
が 1 日を超えないようにする。
コ ン ポ ジ ッ ト 試 料 は 、同 一 地 点 で 間 隔 を 空 け て 採 取 し た 試 料 を 混 合 す る 場 合 と 、複 数 の 地 点 から 採 取 し た 試 料 を 混 合 す る 場 合 が あ る 。そ れ ぞ れ 別 々 の 採 取 瓶 に 採 り 、各 試 料 の 採 取 日 時 、時 刻 、流 量 を 記 録 し 、各 試 料 の 採 取 時 の 流 量 比 を 勘 案 し て 混 合 す る 。複 数 の 水 源 か ら の 水 を 混 合 し て 原水としている場合は、その混合比によって試料を混合する。

7

参 考 2-3

保存剤の添加放 射 性 ヨ ウ 素 と 放 射 性 セ シ ウ ム を 同 時 に 測 定 す る こ と を 想 定 し て 、試 料 採 取 時 に 保 存 剤 の 添 加
は 行 わ な い 方 法 を 採 用 し た が 、放 射 性 ヨ ウ 素 と 放 射 性 セ シ ウ ム の い ず れ か 一 方 の 測 定 を 目 的 と す
る 場 合 や 採 取 瓶 を 分 け る こ と が で き る 状 況 等 も 考 慮 し 、参 考 ま で に 、利 用 可 能 な 保 存 剤 と そ の 目的を示す。保存剤を添加した場合には、その内容について、ラベルに記入する。
（１）放射性セシウムの検査を目的とした場合
採 取 時 に 試 料 1 L に 対 し て 10 mL の 硝 酸 を 加 え る 。こ の と き 、pH <2 で あ る こ と を 確 認 す る 。
pH が 高 い と 、 金 属 類 が 瓶 壁 面 へ 吸 着 し た り 、 沈 殿 す る 。 試 料 採 取 時 の 添 加 が 困 難 な 場 合 に は 、
試 験 室 に 持 ち 帰 っ た 後 、速 や か に 添 加 す る 。た だ し 、硝 酸 を 加 え た 試 料 は 、放 射 性 ヨ ウ 素 の 試 験に は 使 用 で き な い （ 酸 性 で は 、 4I - + O 2 + 4H + → 2I 2 + 2H 2 O の 反 応 が 進 み 、 気 散 し た り 瓶 壁 面に 吸 着 し や す く な る た め ）。
（２）放射性ヨウ素の検査を目的とした場合
試 料 1 L に 対 し て 80～ 100 mg の チ オ 硫 酸 ナ ト リ ウ ム を 加 え る と 、ヨ ウ 素 分 子 や 次 亜 ヨ ウ 素 酸の 形 態 で 存 在 す る ヨ ウ 素 が ヨ ウ 化 物 イ オ ン へ と 還 元 さ れ る た め 、放 射 性 ヨ ウ 素 の 気 散 や 瓶 壁 面 への 吸 着 を 抑 制 す る こ と が で き る 。ヨ ウ 化 物 イ オ ン の 酸 化 も 抑 制 で き る 。ま た 、こ の 場 合 、ガ ラ ス
瓶の方が、吸着による一部の放射性ヨウ素のロスを抑制できる。

8

第３章

ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロ
メトリーによる放射能測定法

本章では、水道水及び水道原水中の放射性ヨウ素及び放射性セシウムの濃度を測定する方法として、ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法について規定する。

３－１ 測定法の特性
３－１－１ 測定対象核種測定の対象となる核種は 131 I、134 Cs 及び 137 Cs の 3 核種であり、解析に必要な放射線のデータを表 3-1 に示す。
表３ -１：測定対象核種の放射線データ
核種

半減期

エネルギ
ー

ガンマ線放
出割合

131 I

8.021日364.5keV

0.817

134 Cs

2.065年

604.7keV

0.976

795.9keV

0.855

137 Cs30.17年

661.7keV

0.851

出典
注１

サム効果の補正が必要なガンマ線（）内はガンマ線放出割合
284.3keV(0.061)、 637.0keV(0.072)、他
569.3keV(0.154)、801.9keV(0.087) 注 １ 、他なし（単一ガンマ線）

ア イ ソ ト ー プ 手 帳 11 版 （ 日 本 ア イ ソ ト ー プ 協 会 ）分 解 能 が あ ま り よ く な い 場 合 に は 、795.9keV と 801.9keV を 一 つ の ピ ー ク（ 0.942）
として扱ってもよい。

３－１－２ 測定法の特徴
ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定
法は、エネルギー分解能が非常に高いためエネルギー決定の精度が高く核種の同定が容易かつ確実であり、接近したエネルギーの他のガンマ線と明確に分別して解析することができる。また、ガンマ線ピークの広がりが狭いため、ピーク計数値に対するバックグラウンド計数値の比率が低いので低レベル放射能の分析に適している。

9

３－１－３ 測定の流れ

START

3-3.機 器 校 正

効 率 校 正 （容 器 毎 ）エネルギー校 正3-4-1.事 前 準 備 及 び
確認事項
機 器 の動 作 確 認 ・設 定
バックグラウンド測 定
3-4-2.測 定 手 順
試 料 の測 定（スペクトルの目 視 確 認 ）3-4-3.解 析 手 順
ピーク領 域 の設 定
ピーク面正常積 の算 出
不 確 かさの算 出
放 射 能 の算 出
検 出 の有 無 の判 定
検 出 限 界 値 の記 録

測 定 結 果 の検 討 ・
評価

正常
3-4-4.報 告 及 び
記録

測 定 結 果 の報 告

END

10

再解析
・
再測定

３－２ 機器・器具等
３－２－１ 機器
ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメータは、一般的に、ゲルマニウム半導体検出器、冷却装置、前置増幅器、主増幅器、高圧電源、マルチチャネ
ル分析器、ガンマ線スペクトル解析用計算機から構成される。
（１）ゲルマニウム半導体検出器
検出器の相対効率は 20%程度以上とする。
エネルギー分解能は半値幅で 1.8～2.0keV が一般的である。
解 説 3-1

ゲルマニウム半導体検出器（前置増幅器を含む）の代表的な性能

１）検出器相対効率
検 出 器 の 相 対 的 な 検 出 効 率 を 示 す 指 標 で あ る 。 現 在 で は 100%程 度 の も の も 入 手 で きる が 、 性 能 ・ 価 格 比 を 考 慮 す る と 20～ 40%程 度 が 一 般 的 で あ る 。 検 出 器 の 相 対 効 率 は 、
検 出 器 前 面 か ら 25cm 離 れ た 位 置 に 置 か れ た 60 Co 点 線 源 の 1,332keV ガ ン マ 線 に 対 す る
効 率 を 求 め 、同 じ 距 離 に 60 Co 点 線 源 が 置 か れ た 場 合 の 3”φ ×3”NaI シ ン チ レ ー シ ョ ン 検
出 器 の 効 率（ 1.20×10 -3 ）を 基 準 と し て 、こ れ に 対 す る 比 率（ %表 示 ）と し て 定 義 さ れ る 。
他のエネルギーのガンマ線に対する効率とは必ずしも比例しない。
２）エネルギー分解能
60 Co の 1,332keV ガ ン マ 線 に 対 す る 半 値 幅 と 定 義 さ れ 、 1.8～ 2.0keV が 一 般 的 で あ るが 、2.5keV 程 度 ま で な ら 定 量 分 析 に そ れ ほ ど 大 き な 支 障 は な い 。し か し 、エ ネ ル ギ ー 分
解能の劣化はピーク下（ピーク領域内）のバックグラウンド計数を増加させるので検出
限 界 値 が 増 大 す る 。 な お 、 137 Cs の 662keV に 対 す る 半 値 幅 は 1.5～ 1.7keV で あ る 。
３）ピーク・コンプトン比
60 Co の 1,332keV ガ ン マ 線 に 対 す る ピ ー ク 中 心 チ ャ ネ ル に お け る 計 数 値 （ カ ウ ン ト ）と 1,040～ 1,096keV の 平 均 計 数 値（ カ ウ ン ト ）の 比 で あ り 、こ の 値（ 40～ 70）は 上 記 の相対効率にほぼ比例し、エネルギー分解能の値にほぼ反比例するので、検出器の総合的な性能指標である。

（２）遮へい体
低 レ ベ ル 放 射 能 測 定 で は 検 出 器 の 遮 へ い は 大 変 重 要 で あ る 。 天 然 核 種 （ 40 K、 ウ
ラン及びトリウム系列核種）などによるガンマ線が十分遮へいされている必要がある。
検出器周りの遮へい体としては、厚さ 10～15cm の鉛遮へい体が一般的に使われている。
遮へい体内部空間のサイズは測定に使用する試料容器が納まる大きさでなければならない。
検出器の形状には、縦型（ディップスティック）、L 型（液体窒素容器の側面にクライオスタットが付いている）などがあり、遮へい体の構造は検出器の形状や検出器と液体窒素容器との接続関係によって異なる。

３－２－２ 器具等
（１）試料容器
試料容器は、密封性がよく、機械的強度が高く、酸や熱などに強く、内部の試料が見えるものである必要がある。試料容器として、内容積 1～2L のマリネリ容器、
11

内容積 100～500mL の円筒形容器などが使われている。
（２）エネルギー校正用線源エ ネ ル ギ ー 校 正 用 の 線 源 と し て は 22 Na(511keV、 1,275keV)、 54 Mn(835keV)、
60

Co(1,173keV、1,332keV)、88 Y(898keV、1,836keV)、137 Cs(662keV)、 139 Ce(166keV)のように 100keV から 2,000keV までをカバーするようにいくつか選んで用いる。
それぞれの放射能は 1,000～3,000Bq とする。
（３）効率校正用線源137 Cs 等を含む市販の標準試料で、容器と媒体の容積は試料と同じもの。それぞれの放射能は 1,000～3,000Bq とする。
（４）スペクトル解析ソフトウェア
ピーク探索、核種の同定、ピーク面積の算出、計数の統計による不確かさの算出、検出限界値の算出等が行えるもの。さらに、自己吸収の補正やサム効果の補正が行えるものであることが望ましい。
解 説 3-2

ガンマ線スペクトル解析ソフトウェア

ガンマ線スペクトルを解析して放射能を算出するために、現在では、国内製のガンマ
線スペクトル解析ソフトが一般的に使われている。現在市販されているパッケージソフ
トは定量解析に必要なほとんど全ての機能をもっているが、次の点に注意する必要がある。
１）ピークの正味計数値（ピーク面積）が少ない微弱なピークでは計数の統計による不確かさが大きく、ピーク領域の自動設定が適切でないことがある。不必要に広いピー
ク 領 域 を 設 定 す る と 、計 数 の 統 計 に よ る 不 確 か さ が 増 加 し 、検 出 限 界 値 が 大 き く な る 。
２ ）ピ ー ク 面 積 計 算 法 と し て 計 数 値 積 算 法（ 通 称「 コ ベ ル 法 」）と ピ ー ク 関 数 適 合 法（ 通称「 フ ィ ッ テ ィ ン グ 法 」）が 適 用 で き る な ら 、両 者 に よ る 解 析 結 果 を 比 較・検 討 す る ことができる。
３）近年、市販の解析ソフトで自己吸収の補正とサム効果の補正ができるようになったが、その確かさを確認しておく必要がある。なお、サム効果の補正ができる核種は限られている。
４）自動計算される検出限界値及び計数の統計による不確かさについて、あらかじめその計算方法などを確認しておく必要がある。

３－３ 機器校正３－３－１ エネルギー校正
エネルギー校正用線源を対象にして、次の手順によりガンマ線エネルギーとピーク
中心チャネルとの対応関係を一次式で求める。
１）エネルギー校正用の線源を検出器の定まった位置に取り付け、主要なガンマ線のピーク面積が数千カウント以上になるまでスペクトルを測定する。
２ ）ガ ンマ線 エネ ルギー （ E ）とピ ーク 中心チ ャネ ル（ p ） が 直線関 係に あると して 、スペクトル解析ソフトを用いて次の関係を求める。

E = a + b× p
上式の a はできるだけ 0 に近い値、b はできるだけ 0.500 に近い値であることが
望ましい。
12

なお、ガンマ線のエネルギー範囲を 0～2,000 keＶ、マルチチャネル分析器のチャネルフルスケールを 4,000ch とすることによって、計数値が低いときにもピーク領域を簡単に設定できる。
３）以上のデータを記録・保存する。

３－３－２ 効率校正測定したガンマ線スペクトルから放射能を決定するには、ピークに対する計数効率（以下「ピーク効率」という。）が必要であり、放射能分析にはピーク効率の校正が正しく行われていることが前提である。
効率校正には、濃度が分かっている効率校正用線源を用いる。通常はおよそ 50keV～ 2,000keV の エ ネルギ ー範 囲に適 用で きるよ うに 、いろ いろ な核種 を含 む標準 線 源を測定して、エネルギーを変数とするピーク効率関数を求める。なお、ピーク効率は試料容器によって異なるため、複数の試料容器を使用する場合には、試料容器ごとに効率校正を行う必要がある。

３－４ 測定操作
３－４－１ 事前準備及び確認事項（１）機器の動作確認と設定
試料を測定する前に、スペクトル解析ソフトを用いて測定したスペクトルを解析し、エネルギー校正用線源の主要なガンマ線について、ピーク中心チャネル、半値
幅及びピーク計数率が正常な値であることを確認する。
（２）バックグラウンド測定
設定した測定条件におけるバックグラウンドの測定を行う。試料と同一の条件を持つバックグラウンド測定用試料（同一試料容器に対象とする放射能が含まれていない同一量の測定対象核種を含まない水を封入）を置いて測定することが原則である。
試料の放射能分析には最近測定したバックグラウンドスペクトルの解析結果を用いるので、測定に備えて、表 3-1 に示す測定対象核種の主要ガンマ線エネルギーに相当するピークが認められた場合には計数率と計数の統計による不確かさを算出し、結果を保存する。なお、バックグラウンドスペクトルにはウラン系列の 214 Bi から放出される 609.3keV（ 0.426）があり、このスペクトルは 134 Cs の 604.7keV に近いので注意する。

３－４－２ 測定手順
効率校正に用いた標準試料と同じ容器に同一量の試料を充填したものを検出器の中心に合わせて取り付ける。その際、中心からのずれは、マリネリ容器では 1cm 程度以
内、円筒形容器では 2mm 程度以内にする。

13

ピーク効率及びバックグラウンド測定の結果等から目標とする検出限界値が得られるよう試料の測定時間を設定して測定を開始する。なお、計数率が非常に高いときには、ピーク形状が劣化することがあるので注意する。
測定終了後、スペクトルを保存する。

３－４－３ 解析手順
（１）ピーク領域の設定
測定が終了したら、スペクトル解析ソフトにより測定対象核種のガンマ線に対してピーク領域（ROI）を設定する。その際､計数が不足している場合にはスムージン
グ処理によって、チャネル毎の計数のばらつきを平準化することもできる。
ピーク中心チャネル（ p ）と半値幅（ FWHM）から、測定したスペクトルが正常であることを確認できるが、微弱なピークについてはその値が変動することがある。

ni
FWHM

NS

nL

nH
NB

p

L

H

ROI (ch)

図 ３ -１：ピーク領域(ROI)の 設定とピーク面積 (N S )の算出
（２）ピーク面積の算出
ピーク面積(N S) は、解析ソフトによる ROI の自動設定ではピーク探索に基づいて計算されるが、特に微弱なピークについては、ピーク領域（ ROI）の位置と幅が適切であるか否かを確認すること。
（３）バックグラウンド計数率の差し引きと計数の統計による不確かさの算出
通常のガンマ線スペクトロメトリーではバックグラウンド計数率 n BG (以下「BG計数率」という。）の差引きは必ずしも必要ではないが、検出器と遮へい体内部の汚染がある場合には、BG 計数率の差引きを行う必要がある。正味の計数率 n(s -1 )を、試料の計数率（n S = N S /t S ）から同一のピーク領域における BG 計数率を差し引いた値として求める。
n = n S － n BG
正味計数率に対する計数の統計による不確かさσ n (s -1 ）はそれぞれの計数率の統計による不確かさ（σ S 及びσ BG ）の合成として次のように表される。計数の統計によ14

る不確かさσ n は、スペクトル解析ソフトにより算出される。
σ n = (σ S 2 +σ BG 2 ) 1/2（４）放射能の算出
試料の放射能 A(Bq)と放射能濃度 C (Bq/L)は次の関係 注 １ で求められる。

A=naεｆ SUM

fD

C=

A
V

上式において、
n ：計数率a ： 表 3-1 に示されるガンマ線放出割合
ε： ピーク効率
f SUM ： サム効果補正係数
f D ： 試料採取時から測定開始時（短半減期核種では、測定開始から終了までの中間の時間）までの放射能減衰の補正係数。 経過時間を t L (s)、半 減 期 を T(s)と す る と 、 親 ・ 孫 の 関 係 に な い 核 種 の 場 合 に は f D =exp(0.693 t L /T)で表される。
V ： 試料容器中の試料の容量（L）
注１

標 準 試 料 と の 比 較 測 定 の 場 合 は 、a、ε 、f SUM は 同 一 で あ る か ら 考 慮 す る 必 要 は な い 。
す な わ ち 、標 準 試 料 の 放 射 能 を A STD 、計 数 率 を n STD とすると、A = (n/n STD ) A STD で 求 め ら れる。

（５）検出の有無の判定
試 料 の 放 射 能 の 計 数 の 統 計 に よ る 不 確 か さ δ A (Bq)と 放 射 能 濃 度 の 計 数 の 統 計 による不確かさδ C (Bq/L)は次の関係で求められる。
δA =

σn
n

A

δC =

δA

Ｖ
測定された放射能濃度 C が 3δ C を超えた場合を検出とする。
（６）検出限界値の記録
不検出となった場合にはその分析を行った際に検出されるであろう放射能値における 3δ C を検出限界値として記録する。
解 説 3-3

計算式による検出限界値の算出

検 出 限 界 値 は 、 BG 計 数 率 、 試 料 の 測 定 時 間 、 試 料 の 量 の 影 響 を 受 け る 。 放 射 能 測 定
では、測定対象ピークのバックグラウンド部分の計数率（通常ピーク脇のベースライン
領 域 か ら 算 出 ）、バ ッ ク グ ラ ウ ン ド 計 数 率 、試 料 の 測 定 時 間 及 び バ ッ ク グ ラ ウ ン ド 測 定 時
間、試料の量等から検出限界値を算出する方法が広く用いられている。

（７）測定結果の検討・評価
測定対象核種ごとの測定結果を整理し、計数の統計による不確かさ、ピーク中心
チャネル、半値幅等により正常であることを確認し、疑義がある場合、計数の統計による不確かさを考慮することで指標値超過の有無等が異なる場合等確認結果に何15

らかの疑義がある場合は、必要に応じて再測定を行う。

３－４－４ 報告及び記録測定業務を受託する場合には、原則として、測定業務の委託者が定める書式に測定結果を記載し報告するとともに、元データとともに保存する。
記載事項の例は次の通りである。
①

使用機器情報：機器名（検出器サイズ、分解能）､測定チャネル数、解析ソフト
ウェアの種類､処理方法②

試料情報：試料名（番号）、採取場所、採取日時、試料の量、採取容器の種類、採取担当者氏名③

測定条件：試料容器の種類、試料量､ジオメトリ④

測定記録：測定開始日時、測定時間（Live Time、Real Time）⑤

解析記録：ピーク中心チャネル、半値幅、ピーク面積とその計数の統計による不確かさ、試料計数率とその計数の統計による不確かさ、BG 計数率とその計数の統計による不確かさ、ピーク効率、減衰補正係数、放射能及び放射能濃度とそれぞれの計数の統計による不確かさ、検出限界放射能または検出限界放射能濃度、測定・解析担当者氏名
なお、解析記録については、転記ミスを避けるため使用する解析ソフトの報告書をそのまま用いてもよい。数値については、計数の統計による不確かさの有効桁数を基にして放射能または放射能濃度の有効桁数の「丸め」を行う。

⑥

測定結果：核種名、放射能濃度（Bq/kg、Bq/L）､検出限界値

３－５ 測定実施の注意点
３－５－１ バックグラウンドの管理
定量目的核種と同じ核種がバックグラウンドから検出される場合には、その原因を確認し、可能な限りバックグラウンドの影響を抑えることが必要である。室内の汚染の場合には、機器周りの遮へい措置を確認し、適切な遮へいを行うことで影響を抑えることができる。遮へい体内や検出器そのものが汚染した場合には、除染に努めることが原則であるが、万一、除染できない場合には、放射能計算の際にバックグラウン
ドからの寄与を差し引く必要がある。

３－５－２ 機器、器具等の汚染防止
検出器はポリエチレンなどで覆い、汚染を防ぐようにする。万一汚染した場合もポリエチレンの包装を交換することで対処できる。検出器表面が汚染した場合には、中性洗剤やエタノールをしみ込ませたガーゼなどでふき取る。遮へい体を開ける場合に、粉塵などの汚染物が入らないように注意する。
試料容器は簡単な洗浄と共洗いを行ったうえで使用する。試料を試料容器に入れる
際に試料容器の周りに試料が付着しないようにすることも重要である。
16

高濃度の試料を測定する場合や除染が困難な場合には使い捨て容器を使用する。試料容器を繰り返して使用する場合は、フッ素コーティングなどを施すとよい。試料容
器内にプラスチック袋を用いることも有効である。

３－５－３ 機器の日常管理測定システム全体の定期的な性能テストを行うことは機器の管理として大変重要である。性能テストでは、チェック用ガンマ線源を検出器上の一定の位置に置いて測定し、低・中・高エネルギーのガンマ線についてピーク中心チャネル、半値幅、ピーク
計数率を求め、それらを時系列データとして保存する。性能テストはできれば毎日、
少なくとも一連の試料測定に先立って行うことによって常に正確なエネルギー校正を用いることができる。
また、定期的に試料がない状態又は空容器を設置して測定を行うことにより、検出器周辺部や試料容器の汚染がないことを確認する。
検出器トラブルの一つとしてクライオスタット内の真空度劣化がある。これは、液体窒素の消耗量、エネルギー分解能の低下、目視検査（クライオスタットのネック部
分における結露の有無）などから判断することもできる。

＜参考＞
参 考 3-1

ガンマ線スペクトル測定システム

放射能検査で使用するガンマ線スペクトル測定システムの基本的な構成及び仕様を以下に示す 。従 来 、図 3-2 に 示 す 機 器 構 成 で は 、増 幅 器 な ど の 電 子 回 路 や マ ル チ チ ャ ネ ル 分 析 器 は 単 独 な機 器 と し て 組 み 合 わ せ て 使 用 さ れ て い た が 、近 年 の 測 定 シ ス テ ム で は 、デ ー タ 処 理 装 置 で あ る パ
ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ（ PC）に 高 圧 電 源 (HV)、主 増 幅 器 、マ ル チ チ ャ ネ ル 分 析 器（ MCA）な どが 内 蔵 さ れ 、増 幅 度 、パ ル ス 波 形 整 形 、測 定 時 間 な ど 測 定 条 件 の 設 定 及 び 動 作 は PC に よ っ て 制
御 さ れ る も の が 多 い 。ま た 、ガ ン マ 線 ス ペ ク ト ル の デ ー タ 解 析 に は 市 販 の パ ッ ケ ー ジ ソ フ ト が 使われており、操作手順とデータ解析などはその解析ソフトに依存する。

試料
Ge 検出器

Ge

前置増幅器

PA

主増幅器

ADC

MCA

HV

遮へい体

PC : 測定制御及びス

MCA 制御 ＆ペクトル解析ソフト

データ解析装置

図３-２：ガンマ線スペクトロメータの基本的構成

参 考 3-2

ゲルマニウム半導体検出器の例

一 般 的 な ガ ン マ 線 の 測 定 に は 、ピ ー ク に 対 す る 計 数 効 率 が 高 い 次 の 2 種 類 の 同 軸 型（ コ ア キ シ
ャ ル ）高 純 度 ゲ ル マ ニ ウ ム 半 導 体 検 出 器 が 用 い ら れ る 。い ず れ の 検 出 器 も 使 用 し な い と き は 常 温に保存することができる。

17A) p タ イ プ 高 純 度 ゲ ル マ ニ ウ ム 半 導 体 検 出 器 （ 図 3-3 左 ）よ り 一 般 的 な ガ ン マ 線 の 測 定 に 使 わ れ る 。し か し 、冷 却 し な い（ 使 用 し な い ）期 間 が 長 い と き
は 、 結 晶 外 側 の n+ 不 感 層 が Li イ オ ン の 熱 拡 散 に よ っ て 厚 く な り 、 不 感 層 に よ る 吸 収 （ 特 に 低
エ ネ ル ギ ー ）及 び 有 感 体 積 の 減 少 に よ っ て 計 数 効 率 が 低 下 す る 欠 点 が あ る 。不 感 層 増 加 の 割 合 は
保 存 温 度 に よ る が 、1 年 あ た り 0.17±0.06mm で あ り 、当 初 の 効 率 を 維 持 す る た め に は 常 時 冷 却することが望ましい。
B) n タ イ プ 高 純 度 ゲ ル マ ニ ウ ム 半 導 体 検 出 器 （ 図 3-3 右 ）冷却しない期間が長くても、上記のような不感層増加による計数効率の低下はほとんどない。
ま た 、 ボ ロ ン 注 入 p+層 （ 1μ m 以 下 ） は 大 変 薄 い の で 数 keV 以 上 の 低 エ ネ ル ギ ー の 測 定 も 可 能である。
A) p タイプB) n タイプ
p type Ge

Li 拡 散 n + 層

n type Ge（0.5～0.8mm）
B 注 入 p+層（～0.3μm)
＋HV

FET

－HV

FET

図３-３：p タイプとn タイプの同軸型高純度ゲルマニウム半導体検出器の電極構造

参 考 3-3

検出器の冷却装置

検出器の冷却方法として、次の方式のものがある。
（１）液体窒素による冷却測 定 室 据 置 き タ イ プ で は 液 体 窒 素 容 器（ 30L）を 用 い 、1 日 の 液 体 窒 素 の 消 耗 量 は 1～ 1.5L である。毎週 1 回、定期的に液体窒素の残量を補充することが望ましい。
（２）電気的冷却装置による冷却
ガ ス コ ン プ レ ッ サ 及 び 検 出 器 に 接 続 さ れ た 冷 却 装 置 よ り な る 。近 年 、冷 却 装 置 の 安 定 性 と 電 気的雑音の影響がかなり改善された。
（３）ハイブリッド型
上 記 （ 1） と 同 様 に 液 体 窒 素 容 器 を 用 い る が 、 蒸 発 し た 窒 素 ガ ス を 小 型 の 液 体 窒 素 製 造 装 置 で液体窒素にして容器に戻す。冷却装置が正常に動作していれば液体窒素の消耗はほとんどない。
また、冷却装置が故障のときには液体窒素で冷却して測定を継続することができる。
参 考 3-4

前置増幅器と主増幅器

前 置 増 幅 器 は 検 出 器 と 一 体 構 造 に な っ て お り 、そ の 性 能 は 検 出 器 の エ ネ ル ギ ー 分 解 能 な ど の 性
能 を 左 右 す る 。主 増 幅 器 に は 多 く の 種 類 が あ り 、使 用 目 的 な ど に よ っ て 信 号 処 理 の 選 定 が 可 能 であ る 。近 年 、デ ジ タ ル 式 の 主 増 幅 器 も 多 く 使 用 さ れ る よ う に な り 、従 来 の ア ナ ロ グ 式 に 較 べ て 特に安定性に優れている。
主 増 幅 器 に つ い て は 、測 定 に 際 し て 、ゲ イ ン 調 整 出 力 パ ル ス 波 形 整 形 、パ イ ル ア ッ プ 除 去 、ポールゼロ調整等の調整を行う必要がある。
参 考 3-5

マルチチャネル分析器

近 年 、単 独 型 の マ ル チ チ ャ ネ ル 分 析 器 は 少 な く な り 、主 増 幅 器 と 高 圧 電 源 を 内 蔵 し 、パ ソ コ ンに よ っ て 検 出 器 印 加 電 圧 、 増 幅 器 ゲ イ ン 、 ADC ゲ イ ン 、 パ ル ス 波 形 整 形 な ど を 調 節 す る タ イ プの も の が 多 く 使 わ れ る よ う に な っ た 。 ま た 、DSP (Digital Signal Processor) 方 式 の デ ジ タ ル マ
ル チ チ ャ ネ ル 分 析 器 も 使 わ れ る よ う に な り 、安 定 性 な ど 性 能 が 向 上 し 、い っ そ う 小 型 化 が 進 ん だ 。
さらに、個々のパルス信号をパルス波高と共に時間情報などを時系列としてメモリーに記録し、測定後にデータの数学的演算によってスペクトルを任意にかつ容易に再現することができるリ
ストモード計測法のマルチチャネル分析器が使われ始めている。
参 考 3-6

試料容器について

試 料 容 器 に つ い て 必 要 な 条 件 は 、1）密 封 性 が よ い こ と 、2）機 械 的 強 度 が 高 く 、化 学 薬 品（ 酸
な ど ） や 熱 に 強 い こ と 、 3） 内 部 の 試 料 が 見 え る こ と 、 4） 入 手 し や す い こ と 、 な ど で あ る 。

18

表 3-2 に 示 す 容 器 は 市 販 品 ま た は 注 文 加 工 品 と し て 入 手 で き る も の で あ る 。表 中 の 効 率 は 、検出 器 相 対 効 率 30%の 検 出 器 で 試 料 中 の 137 Cs の ガ ン マ 線 （ 661.7keV） に 対 す る 計 算 値 で あ る 。
効 率 ×容 積 の 値（ ε・V）は 計 数 率 に 比 例 す る の で 、水 道 水 の よ う に 試 料 量 に 制 限 が な い 場 合 には、容積が大きいほど測定に有利である。
他の容器を使用する場合にはε・V の値を目安とするとよい。
表３-２：代表的な試料容器

容器名称

サイズ注１

2Lマリネリ容器
0.7Lマリネリ容器
市販円筒容器A
市販円筒容器B
U-8容器

文部科学省マニュアル参照注4
文部科学省マニュアル参照注4
7.4cmφ×7.0cm
6.0cmφ×7.1cm
5.0cmφ×5.1cm

容積
V(mL)
2,000
700
300
200
100

効率ε
注２

ε・V

材質

0.00870.01410.01040.01140.0152

17.4
9.87
3.12
2.28
1.52

アクリル
アクリル
PP
PP
PP

密封
注３

強度

○
○
○
○
○

△
△
○
◎
◎

注１ 容器内の試料のサイズ ; 円筒形容器の場合は多少テーパがあるので平均の直径を記した。
注２ 137Cs のガンマ線（661.7keV）に対する効率（計算値）
注３ 蓋をしたままでは不十分であり、通常は接合部をビニール テープなどで巻いて密封性を高める。
注４ 文部科学省（1992）
放射能測定法シリーズNo.7 ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー104
頁図7-3、図7-4

参 考 3-7増幅器ゲイン調整及びエネルギー校正手順例

環 境 試 料 の ガ ン マ 線 ス ペ ク ト ル の 測 定 条 件 と し て は 、 ガ ン マ 線 の エ ネ ル ギ ー 範 囲 を 0～ 2,000
keＶ 、マ ル チ チ ャ ネ ル 分 析 器 の チ ャ ネ ル フ ル ス ケ ー ル を 4,000ch、す な わ ち 0.500keV/ch で 測 定
す る の が 一 般 的 で あ る 。こ の よ う に 設 定 す る こ と に よ っ て 、未 知 の ピ ー ク に つ い て ピ ー ク 中 心 チ
ャ ネ ル p（ ch）か ら エ ネ ル ギ ー（ p /2 ; keV）を 直 ち に 知 る こ と が で き 、ま た 、計 数 値 が 低 い と きなどピーク領域を簡単に設定することができる。
エ ネ ル ギ ー 校 正 に 用 い る 線 源 に は 、長 い 半 減 期 の 核 種 で 低・中・高 エ ネ ル ギ ー の ガ ン マ 線 を 放
出 す る 線 源（ 例 え ば 、 60 Co + 137 Cs + 133 Ba、 152 Eu な ど 、そ れ ぞ れ 数 100Bq、標 準 線 源 で な く てもよい）がよい。
混 合 核 種 線 源 （ 60 Co + 137 Cs + 133 Ba） を 用 い る 場 合 の ゲ イ ン 調 整 と エ ネ ル ギ ー 校 正 の 手 順 を以下に示す。
１ ）校 正 用 線 源 を 検 出 器 直 上 の 一 定 の 位 置 に 置 い て 測 定 を 始 め 、661.7keV で は ピ ー ク 中 心 チ
ャ ネ ル が 1,323ch、 1,332.5keV で は ピ ー ク 中 心 チ ャ ネ ル が 2,665ch に な る よ う に 、 増 幅 器のゲイン微調整とゼロ点調整を試行錯誤的に繰り返す。
２ ） 上 記 の 調 整 が 終 わ っ た ら 、 主 要 な ガ ン マ 線 ピ ー ク の 計 数 値 が 1,000 カ ウ ン ト 以 上 に な るまでスペクトルを測定する。
３）スペクトル解析ソフトの機能「エネルギー校正」を用いて、主要なガンマ線エネルギー
E (keV)の ピ ー ク の み を 数 本 選 ん で 解 析 す る と 、そ れ ら の ピ ー ク 中 心 チ ャ ネ ル p (ch)、半 値 幅(ch)、 ピ ー ク 計 数 率 n(s -1 )が 示 さ れ る 。
４ ）ガ ン マ 線 エ ネ ル ギ ー と ピ ー ク 中 心 チ ャ ネ ル は 直 線 関 係 n に あ る と 仮 定 す る と 、次 の 関 係 が示される。
E = a + b× p
a は で き る だ け 0 に 近 い 値 、 b は で き る だ け 0.500 に 近 い 値 で あ る こ と が 望 ま し い 。
な お 、 解 析 ソ フ ト を 使 用 し な い と き は 2 本 の ピ ー ク 、 例 え ば 、 E 1 =661.7keV とE 2 =1,332.5keV に つ い て p 1 と p 2 を 上 式 に 代 入 し て a と b を 求 め る 。
注１ 直線性があまり良くない測定システムでは二次式を用いる方がよい（解析ソフトで対応できる）。

19

参 考 3-8

ガ ン マ 線 ス ペ ク ト ル 例 と ピ ー ク 領 域 （ ROI）

計 数 値 （カウント）①

365keV②

563keV③

569keV④

605keV

⑥796keV⑦

802keV⑤

662keV

131

134

I

④

⑤

Cs

⑥
137

Cs

①

③
②

⑦
ch
ROI(605) ROI(662)

ROI(365)

参 考 3-9

ROI(796)

バックグラウンドスペクトルの例

バックグラウンドスペクトル295keV352keV

10 ３511keV (Positron Ann.)

計 数 値 （カウント）

583keV (20 8609keV (10 ２

測 定 時 間 ：140,000秒
測 定 開 始 日 時 ：2011/MM/DD

Tl)

21 4

Bi)
20 8
861keV ( Tl)

1120keV
21 4
( Bi)

10 １

1461keV40

1764keV
21 4( Bi)

Pb-X ray
①
②

10

③

0

ROI 中 の BG カウント④

①ROI(365) : N B = 641②ROI(605) : N B = 387③ROI(662) : N B = 250④ROI(796) : N B = 238
0

500

1000

エネルギー（keV）

20

1500

2000

参 考 3-10

ピーク面積の算出例

ピ ー ク 面 積 N(カ ウ ン ト )と は ピ ー ク の 正 味 計 数 値 で あ り 、ピ ー ク 領 域（ ROI）内 の ピ ー ク 部 分のみの積算計数値である。その計算法として次の二通りの方法が適用できる。
（ １ ） 計 数 値 積 算 法 （ 通 称 「 コ ベ ル 法 」）
解 析 の た め の ROI （ L～ H チ ャ ネ ル ） は ピ ー ク の 半 値 幅 （ FWHM） を 基 準 に し て 自 動 ま た は手 動 で 設 定 す る 。 ピ ー ク 中 心 チ ャ ネ ル （ p ） に 対 し て 、 L = p － k×FWHM(ch)、 H = p ＋ k×
FWHM(ch)に 設 定 す る 。 通 常 、 k の 値 を 1.5～ 2.0 に 設 定 す る が ピ ー ク の 形 状 に よ っ て は 2 以 上に 設 定 し て も よ い 。し か し 、検 出 限 界 計 数 値（ 参 考 3-13 参 照 ）は ROI 幅 の ほ ぼ 平 方 根 に 比 例 して増大する結果になる。
i チ ャ ネ ル の 計 数 値 を Ni、ROI（ L～ H）内 の 全 積 算 計 数 値 を N T 、ピ ー ク 直 下 の 平 坦 部（ 台 形
近 似 ） の 積 算 計 数 値 を N B と す る と 、 ピ ー ク 面 積 （ N） は 次 の よ う に 求 め ら れ る （ 図 3-4）。
HNB =N T = Σn i
i=L

1
(H－L＋1) (n H + n L )2とすると、N = N T － N B

た だ し 、 σ (N T )、 σ (N B )そ の 計 数 の 統 計 に よ る 不 確 か さ は 、 σ N = [σ (N T ) 2 +σ (N B ) 2 ] 1/2
は NT、 NB の 計 数 の 統 計 に よ る 不 確 か さ
な お 、 上 式 の n H 、 n L は H、 L チ ャ ネ ル に お け る 前 後 数 チ ャ ネ ル の 平 均 計 数 値 を 用 い る こ とが多い。
こ の 方 法 は 計 算 が 簡 単 で あ る が 、2 本 以 上 の ピ ー ク が ご く 接 近 し て い る 場 合 に は 適 用 で き な い 。
（ ２ ） ピ ー ク 関 数 適 合 法 （ 通 称 「 フ ィ ッ テ ィ ン グ 法 」）
ROI 内 の 計 数 値 分 布 を 数 学 的 関 数 、 例 え ば 、 ピ ー ク の 形 状 を ガ ウ ス 関 数 G(i)、 ピ ー ク 下 の 平
坦 部 を 一 次 式 B(i)と 仮 定 し て 非 線 形 最 小 二 乗 法 に よ っ て 関 数 の 未 知 パ ラ メ ー タ（ p 、FWHM、一次 式 の パ ラ メ ー タ な ど ）を 決 定 す る 。単 独 ピ ー ク は も と よ り 二 本 以 上 の ピ ー ク が 複 合 し て い る 場
合 に も 適 用 で き る （ 図 3-5）。 し か し 、 計 算 が 複 雑 で あ り 、 解 析 ソ フ ト 内 蔵 の プ ロ グ ラ ム で し か
計算できない。

P1

n(i)

ni
FWHM

nL

P2

N

nH

L

p

G(2,i)

G(1,i)NB

B(i)Hi (ch)i

図３－４：計数値積算法による単独ピークの計算

図３－５：ピーク関数適合法による複合ピークの計算

参 考 3-11

自己吸収の補正

水 等 の 容 積 試 料 に お い て 、ガ ン マ 線 が 試 料 媒 体 中 で 散 乱 あ る い は 吸 収 に よ っ て 減 弱 す る 現 象 は
自 己 吸 収 と い わ れ る 。こ れ は 、① ガ ン マ 線 エ ネ ル ギ ー 、② 試 料 媒 体 の 種 類 (元 素 組 成 、充 填 密 度 )、③ 試 料 の 形 状・厚 さ 、④ 検 出 器・試 料 間 の 空 間 的 位 置 関 係 な ど に 依 存 す る 複 雑 な 現 象 で あ る 。ガン マ 線 の 減 弱 は ① と ② で 決 ま る 減 弱 係 数 、そ し て ③ 及 び ④ で 決 ま る 試 料 中 の ガ ン マ 線 の 実 効 的 な
透過距離である。
自 己 吸 収 補 正 法 と し て 、い ろ い ろ な 媒 体 の 標 準 試 料 を 測 定 し 、ピ ー ク 効 率 を 補 間・補 外 し て 自
己 吸 収 を 補 正 す る 方 法 が あ る が 、精 度 の 高 い 多 く の 標 準 線 源（ 異 な る 密 度 、異 な る 試 料 量 の 組 み合 わ せ ）を 必 要 と す る た め 必 ず し も 簡 単 で は な い 。そ こ で 、市 販 の ス ペ ク ト ル 解 析 ソ フ ト で は 種 々の近似や仮定を基にした補正法が用いられている。

21

参 考 3-12

サム効果の補正

多 く の 放 射 性 核 種 は 1 壊 変 に つ き 2 個 以 上 の 放 射 線 を 同 時（ 1μ 秒 以 内 ）に 放 出 す る 。こ の 場
合 、そ れ ら の 放 射 線 が 1 個 の 検 出 器 で 同 時 に 検 出 さ れ る と 、検 出 器 か ら の 信 号 は 両 者 の 和 の 波 高
値 を も つ 1 個 の 信 号 と し て 分 析 さ れ る 。こ の 現 象 は サ ム 効 果 と い わ れ る 。ガ ン マ 線 ス ペ ク ト ロ メ
トリーで問題となるサム効果は、同時に放出される 2 本以上のガンマ線とエックス線によるγγ サ ム 効 果 及 び γ -X サ ム 効 果 で あ る 。
核 種 と 測 定 ジ オ メ ト リ （ 高 い 効 率 の 測 定 ） に よ っ て は ピ ー ク 計 数 率 に 及 ぼ す 影 響 は 10%以 上に な る こ と が あ る 。な お 、本 マ ニ ュ ア ル の 測 定 対 象 核 種 で あ る 131 I と 134 Cs に は サ ム 効 果 の 影 響がある。
サ ム 効 果 は 同 時 に 放 出 さ れ る ガ ン マ 線 の 相 互 関 係 に よ っ て 決 ま る の で 、核 種 に よ っ て そ れ ぞ れ
異 な り 、 152 Eu の よ う に 多 く の 種 類 の ガ ン マ 線 を 放 出 す る 核 種 で は 補 正 が 大 変 複 雑 と な る 。現 在
市 販 さ れ て い る ス ペ ク ト ル 解 析 ソ フ ト で は サ ム 効 果 の 補 正 が で き る も の が あ る が 、適 用 で き る 核
種は限られている。
参 考 3-13

試料容器及び測定時間の違いによる検出限界値の計算例

検 出 限 界 値 は 、放 射 能 が 極 め て 低 い 試 料 の 測 定 に お い て 、核 種 が 検 出 さ れ た か 否 か を 判 定 す る
た め の 目 安 の 数 値 で あ る 。そ の 核 種 が 検 出 さ れ た か 否 か は 、実 測 さ れ た ピ ー ク 面 積 が そ の 計 数 の統 計 に よ る 不 確 か さ の 3 倍 を 超 え て い る か ど う か で 行 わ れ る こ と が 一 般 的 で あ り 、市 販 さ れ て い
る 解 析 ソ フ ト ウ ェ ア で は こ の 方 法 に 基 づ い て 検 出 の 有 無 が 自 動 的 に 判 定 さ れ る 。一 方 、バ ッ ク グ
ラ ウ ン ド 計 数 率 と 測 定 時 間 か ら 検 出 限 界 値 を 計 算 す る 方 法 も 行 わ れ て お り 、こ こ で は そ の 計 算 例を紹介する。
（１）検出限界計数率
検 出 限 界 計 数 率 は 検 出 可 能 な 最 少 の 計 数 率 で あ り 、核 種 に は 直 接 依 存 し な い 。試 料 の 測 定 時 間 、
ベ ー ス ラ イ ン 計 数 率 （ 以 下 「 BL 計 数 率 」 と い う 。） に よ っ て 決 ま り 、 ガ ン マ 線 ス ペ ク ト ロ メ ト
リ ー に よ る 検 出 限 界 計 数 率 (n DL )の 算 出 式 は 複 数 存 在 し て い る が 、 こ こ で は Cooper の 関 係 式 注 １によって求めることとする。
注１ この関係式は市販のスペクトル解析ソフトで多く使われているもので、文献J. A. Cooper, Nucl. Instr. Methods,
82,273(1970)による。
なお、海外では文献Lloyd A. Currie, Anal. Chem. 40, 586 (1968)による関係式（nDL = 5.4/t + 3.3√ (2nB/t)）が多く使われているが、下の式においてk=3 とすると、両者間の違いは10%程度である。

n DL 

k  kt  2k2
 2 n Bt 4

上式において、k ： 信 頼 度 係 数 ； k = 3 (信 頼 度 99.7%)t ： 試料の測定時間（秒）n B ： 測 定 対 象 ガ ン マ 線 に 対 応 す る ピ ー ク 領 域 内 の BL 計 数 率 （ s -1 ）22

BL 計 数 率 は（ n B ）は 、測 定 場 所 、遮 へ い 体 の 厚 さ な ど 測 定 状 況 に よ っ て 異 な り 、検 出 限 界 計
数 率 （ n DL ） は BL 計 数 率 の 平 方 根 に ほ ぼ 比 例 し 、 測 定 時 間 の 平 方 根 に ほ ぼ 反 比 例 す る 。 例 と して 、 k = 3、 t S = 500～ 100,000 秒 の 場 合 の 検 出 限 界 計 数 率 n DL (s -1 ） を 図 3-6 に 示 す 。
0.1

検出限界計数率

0.01

n DL

t = 500s
t = 1,000s
t = 2,000s
t = 5,000s
t = 10,000s
t = 20,000s
t = 50,000s
t = 100,000s

0.001

0.0001
0.001

0.01

0.1

1

BL 計 数 率 n B (s -1 )
図３－６：BL 計数率nB 及び試料の測定時間 t と検出限界計数率nDL の関係（２）検出限界放射能
検 出 限 界 放 射 能 A M (Bq)は 、検 出 限 界 計 数 率 n DL（ s -1 ）、ガ ン マ 線 放 出 割 合 a、ピ ー ク 効 率 ε によって次のように計算される。

AM =

n DL
aε

例 と し て 、試 料 の 測 定 時 間（ t）= 500～ 50,000 秒 、BL 計 数 率（ n B ）= 0.001～ 0.1s -1 を パ ラ メ
ー タ と し て 137 Cs に 対 す る 検 出 限 界 放 射 能 （ A M ） を 表 3-3（ k = 3） に 示 す 。 た だ し 、 ピ ー ク 効
率 （ ε ） は 検 出 器 及 び 試 料 容 器 に よ っ て 異 な る の で 、 代 表 的 な 値 と し て 、 ε = 0.01 と し て 計 算した。
表３-３：137Cs に対する検出限界放射能 AM(Bq)：k= 3、a = 0.85、ε= 0.01

測定時間（S)
500
1,000
2,000
5,000
10,00020,00050,000
0.001
2.33
1.26
0.71
0.35
0.22
0.14
0.08
0.002
2.51
1.41
0.83
0.44
0.28
0.19
0.11
0.005
2.96
1.76
1.10
0.62
0.41
0.28
0.17
0.01
3.53
2.19
1.41
0.82
0.55
0.38
0.23
0.02
4.39
2.82
1.87
1.11
0.76
0.53
0.33
0.05
6.16
4.10
2.77
1.69
1.17
0.82
0.51
0.1
8.20
5.55
3.80
2.34
1.63
1.14
0.72
137 Cs 以 外 の 核 種 の 検 出 限 界 放 射 能 A MX は 、対 象 と す る 核 種 の ガ ン マ 線 放 出 割 合 a X 、ピ ー ク 効
率 ε X を 用 い る こ と に よ っ て 、 137 Cs に対 する検 出 限 界 放 射 能 （ A M ） か ら 次 式 に よ り 求 め ら れ る 。
nB（s-1）A MX = （0.85/a X ）（0.01/ε X ）A M
例 え ば 、131 I（ 365keV、0.817）、ピ ー ク 効 率 = 1.63%、n B = 0.002s -1 、t = 1,000s の 場 合 、k=3の A MX = （ 0.85/0.817）（ 0.01/0.0163） ×1.41 = 0.90Bq で あ り 、 137 Cs よ り も 若 干 感 度 が 良 くなる。

23

（３）検出限界値
検 出 限 界 値 C M (Bq/L)は 、 検 出 限 界 放 射 能 （ A M ）、 試 料 容 積 Ｖ (L)に よ っ て 次 の よ う に 計 算 される。

C M = A M /Ｖ
例 え ば 、容 積 2L の マ リ ネ リ 容 器 で は 検 出 限 界 放 射 能（ A M ）の 値 を 2 で 除 し 、容 積 100mL の
円 筒 形 容 器 （ U-8 な ど ） で は A M の 値 を 0.1 で 除 し て 求 め ら れ る 。 例 と し て 、 2L マ リ ネ リ 容 器
を 用 い た 場 合 の 131 I 及 び 137 Cs に 対 す る 検 出 限 界 値 （ C M ） を 表 3-4 及 び 表 3-5 に 示 す 。
表 ３-４：131I に対する検出限界値 CM（Bq/L）：k=3、a=0.817、ε=0.163

測定時間（S)

2Lマリネリ容器

nB(s-1）

500

1,000

2,000

5,000

10,00020,00050,000

0.001

0.7

0.4

0.2

0.1

0.1

0.0

0.0

0.002

0.8

0.5

0.3

0.1

0.1

0.1

0.0

0.005

0.9

0.6

0.4

0.2

0.1

0.1

0.1

0.01

1.1

0.7

0.5

0.3

0.2

0.1

0.1

0.02

1.4

0.9

0.6

0.4

0.2

0.2

0.1

0.05

2.0

1.3

0.9

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

2.6

1.8

1.2

0.7

0.5

0.4

0.2

20,00050,000

表 ３-５：137Cs に対する検出限界値 CM（Bq/L）：k=3、a=0.85、ε=0.01

測定時間（S)nB(s-1）

2Lマリネリ
容器

500

1,000

2,000

5,000

10,000

0.001

1.2

0.6

0.4

0.2

0.1

0.1

0.0

0.002

1.3

0.7

0.4

0.2

0.1

0.1

0.1

0.005

1.5

0.9

0.5

0.3

0.2

0.1

0.1

0.01

1.8

1.1

0.7

0.4

0.3

0.2

0.1

0.02

2.2

1.4

0.9

0.6

0.4

0.3

0.2

0.05

3.1

2.0

1.4

0.8

0.6

0.4

0.3

0.1

4.1

2.8

1.9

1.2

0.8

0.6

0.4

24

第４章

シンチレーションスペクトロメータによる放射能測定法

本章では、水道水及び水道原水中の放射性ヨウ素及び放射性セシウムの濃度を測定する方法として、シンチレーションスペクトロメータによる放射能測定法について規定する。本章では、文部科学省で発行している「放射能測定法シリーズ６ NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ機器分析法」（昭和 49 年）を参考にするとともに、最近の機器の開発状況も考慮して作成した。また、多くの点で、第３章のゲルマニウ
ム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメータが参考になるので、適宜関連する項目を参照することが望ましい。

４－１ 測定法の特性
４－１－１ 測定対象核種測定の対象となる核種は 131 I、134 Cs 及び 137 Cs の 3 核種であり、解析に必要な放射線のデータを表 4-1 に示す。
表４ -１：測定対象核種の放射線データ
核種

半減期

エネルギー

ガンマ線放
出割合

131 I

8.021日364.5keV

0.817

284.3keV(0.061)、 637.0keV(0.072)、他

134 Cs

2.065年

604.7keV

0.976

795.9keV

0.855

795.9keVは801.9keVと一つのピーク（ 0.942）として扱う

137 Cs30.17年

661.7keV

0.851

なし（単一ガンマ線）

出典

サム効果の補正が必要なガンマ線（）内はガンマ線放出割合ア イ ソ ト ー プ 手 帳 11 版 （ 日 本 ア イ ソ ト ー プ 協 会 ）４－１－２ 測定法の特徴
シンチレーション検出器は、シンチレータと呼ばれる固体の結晶に放射線が入射した 際 に生 じる 微 弱な 発光 を 光電 子倍 増 管（ Photo-Mulitiplier Tube） で 電気信号に変えて放射線のエネルギーや数を求めるものである。ゲルマニウム半導体検出器に比べて比較的安価であり、常温で使えることが利点としてあげられる。また、市販されてい る 固 体 結 晶 は サ イ ズ が 規 格 化 さ れ て い る こ と か ら ､結 晶 の 大 き さ で 検 出 効 率 が 決 まる点も特徴である。固体結晶の中には、NaI や LaBr 3 等がある。

25

４－１－３ 測定の流れ

START

4-3.機 器 校 正

効 率 校 正 （容 器 毎 ）エネルギー校 正4-4-1.事 前 準 備 及 び
確認事項
機 器 の動 作 確 認 ・設 定
バックグラウンド測 定
4-4-2.測 定 手 順
試 料 の測 定（スペクトルの目 視 確 認 ）4-4-3.解 析 手 順
ピーク領 域 の設 定
ピーク面 積正常の算 出
不 確 かさの算 出
放 射 能 の算 出

検 出 の有 無 の判 定
検 出 限 界 値 の記 録

測 定 結 果 の検 討 ・
評価
正常
4-5.報 告 及 び
記録

測 定 結 果 の報 告

END

26

再解析
・
再測定

４－２ 機器・器具等
４－２－１ 機器の構成
シンチレーションスペクトロメータは、一般的に、シンチレーション検出器、高圧電源、増幅器、マルチチャネル分析器、解析用計算機から構成される。シンチレーシ
ョンスペクトロメータはガンマ線スペクトル解析機能を有し、放射能測定から定量計算までを実施できるものとする。
解 説 4-1

スペクトロメータの構成

幾つかの機器の組み合わせで、ガンマ線スペクトロメトリーを行う。検出器を稼働させる基本的なシステムとしては、シンチレータ＋光電子増倍管＋高圧電源＋増幅器という 組 み 合 わ せ で あ る 。最 近 で は 、検 出 器 部 分 を USB 接 続 で 直 接 ノ ー ト パ ソ コ ン に 接 続 するものもある。また、検出器と波高分析器が一体となったポータブルのスペクトロメー
タもあり、簡単な定性分析が可能である。ポータブルのスペクトロメータでは、測定結果が多数保存でき、測定終了後パソコンにデータを取り込んで放射能の計算を行う。

（１）検出器
検出器は NaI(Tl)、LaBr 3 シンチレータ等とする。エネルギー分解能は NaI(Tl)
検出器は 8%以下、LaBr 3 検出器は 3%とする。
（２）遮へい体
環境放射線（バックグラウンド）の影響を低減するため、検出器の周りを鉛で遮へいした構造のものが望ましい。検出器の側面のみの遮へいでは、低減効果は低い
ことから全面を囲むことがより望ましい。
解 説 4-2

バックグラウンドの影響

環境放射能に定量目的の放射性核種が含まれる、定量に利用するガンマ線のエネルギーに近接して環境放射線からのガンマ線が重なることに注意が必要である。また、他の測定試料を検出器の近くに置く場合には、試料からの放射線の影響を受けないように遮へいを行う。

（３）試料台遮へい体の中に収め､検出器と試料が常に一定の空間的位置関係（ジオメトリ）で固定できる試料台を設置すること。その際には、検出効率や測定時の安定性の点か
ら、検出器と垂直にビーカー試料容器を直上に置くことが望ましい。また、角形の試料容器の場合は、検出器と水平に容器側面と試料台を密着させることも可能である。
解 説 4-3測定のジオメトリ

検 出 器 を 垂 直 に 固 定 す る 方 が 、検 出 器 の 表 面 に 密 着 で き る な ど 検 出 効 率 を 向 上 で き る 。
また、マリネリビーカでは検出器にかぶせて測定できるため、さらに検出効率が向上でき る 。一 方 ､検 出 器 を 水 平 に す る 場 合 に は 、測 定 容 器 は 角 形 の も の の 方 が 検 出 器 と の 密 着性を確保できる。

27

４－２－２ 器具等（１）試料容器
試料容器には、マリネリビーカ、プラスチック瓶、ポリタンク等が用いられる。
緊急時の場合には、試料を入れたバケツに検出器を差し込むことでも定量が可能である。ただし、それぞれの測定容器に対して、あらかじめ検出効率を算出しておくことが必要となる。
解 説 4-4

使用可能な試料容器

試料容器は、密封性がよく、機械的強度が高く、酸や熱などに強く、内部の試料が見
え る も の で あ る 必 要 が あ る 。 一 般 に は 、 内 容 積 1～ 2L の マ リ ネ リ 容 器 、 内 容 積 100～
500mL の 円 筒 形 容 器 な ど が 使 わ れ て い る 。

（２）エネルギー校正用線源エ ネ ル ギ ー 校 正 用 の 線 源 と し て は 22 Na(511keV、 1,275keV)、 54 Mn(835keV)、
60

Co(1,173keV、1,332keV)、88 Y(898keV、1,836keV)、137 Cs(662keV)、 139 Ce(166keV)のように 100keV から 2,000keV までをカバーするようにいくつか選んで用いる。
ガンマ線エネルギーとピーク中心チャネルの関係を 1 次式で求める。
ゲルマニウム半導体検出器とは異なり、エネルギー分解能が低いため、ガンマ線のエネルギーが接近した核種を混合した線源は用いない。
（３）効率校正用線源
効率校正には、放射能がわかっている効率校正用線源を用いる。ピーク効率は試料容器によって異なるため、複数の試料容器を使用する場合には、試料容器ごとに効率校正を行う必要がある。
スペクトロメータのエネルギー分解能を考慮して、1、2 本のガンマ線を放出する核種を用いることが望ましい。測定対象核種の 134 Cs と 137 Cs が含まれていることが望ましい。
（４）スペクトル解析ソフトウェア
多核種によるピークの重なりがあってもピーク関数フィッティング等により着目するピークを分離して面積の計算を求めることができること。放射能測定法シリー
ズ 7 に準拠したピーク分析ができることが望ましい。また、定量する核種の放射線データ（半減期、ガンマ線放出割合）、検出効率から、採取時の放射能濃度を計算することができることが望ましい。

４－３ 機器校正
４－３－１ エネルギー校正
マルチチャネル分析器のチャネル幅は 1,000ch 程度とし、2,000keV までのガンマ線が測定できるように調整した上で、幾つかのエネルギー校正用線源を用いて、エネ
ルギー校正式を求める。
28

ガンマ線エネルギー（ E ）とピーク中心チャネル（ p ）には以下の関係がある。

E = a + b× p
上式の a はできるだけ 0 に近い値、b はできるだけ 2.0 に近い値であることが望ましい。

４－３－２ 効率校正
ガンマ線のエネルギーによってそれぞれの計数効率が異なることから、幾つかの核種を既知量含む効率校正用線源を使用して、検出効率（ε）をガンマ線エネルギー( E )の関数として求める。数 100keV〜2,000keV の領域では、以下の関係がある。
log(ε) = a + b×log( E )定量を目的とする 134 Cs 及び 137 Cs を含む校正用線源があれば、目的とするガンマ線ピークに対する計数効率を直接求めることができる。

４－４ 測定操作
４－４－１ 事前準備及び確認事項（１）機器の動作確認と設定
光電子増倍管にメーカーが規定する極性と電圧を印加する。線源を検出器に近づけた場合に、プリアンプからの出力波形が仕様にあっていることをオシロスコープ
で確認する。または、マルチチャネル分析器に接続して、通常見られないノイズ信号が出ていないことと、デッドタイムメータが振り切れていないことを確認する。
な お 、 マ ル チ チ ャ ネ ル 分 析 器 は 1,000ch 程 度 ま で と す る 。 測 定 エ ネ ル ギ ー 範 囲 は
100keV から 2,000keV 程度とする。
エネルギー校正は電源投入時及び毎日確認し、基準となるガンマ線(例えば 137 Cs
や 40 K)があらかじめ設定しているチャネルにおいて検出できることを確認する。設定しているチャネルと大幅なずれが生じている場合には増幅器 の GAIN(ゲ イン)を調整する。
解 説 4-5

マルチチャネル分析器の設定

マ ル チ チ ャ ネ ル 分 析 器 は 1,000 以 上 の チ ャ ネ ル に し て も 計 数 が 分 散 さ れ 統 計 が 悪 く なるとともに、ピークが不明瞭になる。また、縦軸のカウント数はリニアスケールに設定
するとピークが目視しやすい。

（２）バックグラウンド測定
バックグラウンド測定について試料がない状態または、空容器を設置して週 1 回
程度測定を行い、検出器周辺部や測定容器の汚染がないことを確認すること。また、定量するガンマ線と同じチャネルにピークが認められる場合で、除染できない場合には、その計数率を求めて記録する。

29

４－４－２ 測定手順
基本的にはゲルマニウム半導体検出器による方法とほぼ同じであることから、第 3章のゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメータの操作に従うこと。
１）測定時間の設定：目的とする検出限界、試料の量によって測定時間を決定する。
検出限界をより低くするためには、バックグラウンド放射線の低減が最も有効である。
２）測定の開始､終了操作とその時間の記録
３）スペクトルの保存：ファイル名は試料が分かるような名称や日時などが分かる名
称にしておく。

４－４－３ 解析手順
基本的にはゲルマニウム半導体検出器による方法とほぼ同じであることから、第 3章のゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメータの操作に従うこと。
なお、シンチレーション検出器を用いた場合の解析における留意点は以下のとおり。
（１）ピーク領域の設定
定量に利用するガンマ線ピークとしてバックグラウンドに対して有意な計数が得られている領域を設定する。その際､計数が不足してばらつきが大きく、領域の設定
が 難 し い 場 合 に は ス ム ー ジ ン グ 処 理 に よ っ て ､チ ャ ネ ル 毎 の 計 数 を 平 滑 化 し て か ら
ピーク領域を設定する。
（２）核種同定
エネルギー校正曲線から、定量する核種のガンマ線がどのチャネルに対応するかを換算できるようにしておく。核データブックや環境放射線のスペクトルを備えておき、未知のピークが検出された場合には、ガンマ線のエネルギーを調べ、核種の同定を行い、定量に利用するガンマ線の妨害の可能性を検討する。
（３）ピーク面積の算出
ピーク部分の全計数からピーク下のバックグラウンド部分の計数を差し引く方法を行う。その方法で定量することが困難なほど多重ピークとなっている場合は、ピーク関数フィッティング法でピーク分離を行ったうえでピーク面積の計算を行う。
（４）放射能の算出
放射能の算出に当たって、試料やバックグラウンドに含まれる天然の放射性同位元素を考慮する必要がある。特に地下水の場合には､ラドンの娘核種などが検出される場合がある。また､事故由来の放射性セシウムが検出される場合がある。これらを考慮して放射能の計算結果を評価する必要がある。その場合、定量に利用する核種の ガ ン マ 線 ピ ー ク に 相 当 す る 領 域 に お け る 計 数 を 求 め て 差 し 引 き 、 正 味 の 計 数 (n)を求める。
測 定 時 間 で 割 っ た 計 数 率 ( n )か ら 以 下 の 式 に よ っ て 試 料 の 放 射 能 A (Bq)及 び 放 射

30

能濃度 C (Bq/L)を求める。

A=nf
a ε ｆ SUM D

C=

A
V

上式において、

n ：計数率a ： 表 4-1 に示されるガンマ線放出割合(Bq -1 )ε： ピーク効率

f SUM ：サム効果補正係数、ただし、サム効果の補正は 134 Cs について行う必要があるが、補正を行わない場合にはその旨記載する。

f D ： 試料採取時から測定開始時（短半減期核種では、測定開始から終了までの中間の時間）までの放射能減衰の補正係数。 経過時間を t L (s)、半 減 期 を T (s)と す る と 、 親 ・ 娘 の 関 係 に な い 核 種 の 場 合 に は f D =exp(0.693 t L / T )で表される。

Ｖ ： 試料容器中の試料の容量（L）（５）検出限界値の算出
検出限界値はバックグラウンドスペクトルのチャネルに対象とする核種のガンマ線が存在したと仮定した場合に算出される。ピーク領域のバックグラウンド計数を加算し、その計数誤差の 3 倍を検出限界値として表す。現在市販されている遮へい
体付きのスペクトロメータでは、 131 I 及び 137 Cs で 30Bq/kg 程度であるが、検出器の大きさ、遮へい体の厚み、試料量で大きく異なる。
実際の試料におけるピークの検出限界値は、試料のスペクトルにも大きく依存する。試料中に他の核種が共存する場合には、その核種によるコンプトンバックグラ
ウンドも影響することになり、検出限界値が大きくなる場合がある。
（６）測定結果の検討・評価
測定対象核種ごとの測定結果を整理し、計数の統計による不確かさ、ピーク中心
チャネル、半値幅等により正常であることを確認し、疑義がある場合、計数の統計による不確かさを考慮することで指標値超過の有無等が異なる場合等確認結果に何らかの疑義がある場合は、必要に応じて再測定を行う。

４－５ 報告及び記録
原則として、測定の発注者が定める書式に測定結果を記載し報告するとともに、元
データとともに保存する。
記載事項の例は次の通りである。
①

使用機器情報：機器名（検出器サイズ、分解能）､測定チャネル数、解析ソフト
ウェアの種類､処理方法

31②

試料情報：試料名（番号）、採取場所、採取日時、試料の量、採取容器の種類、採取担当者氏名③

測定条件：試料容器の種類、試料量､ジオメトリ④

測定記録：測定開始日時、測定時間（Live Time、Real Time）⑤

解析記録：ピーク中心チャネル、半値幅、ピーク面積とその計数の統計による不確かさ、試料計数率とその計数の統計による不確かさ、BG 計数率とその計数の統計による不確かさ、ピーク効率、減衰補正係数、放射能及び放射能濃度とそれぞれの計数の統計による不確かさ、検出限界放射能または検出限界放射能濃度、測定・解析担当者氏名
なお、解析記録については、転記ミスを避けるため使用する解析ソフトの報告書をそのまま用いてもよい。数値については、計数の統計による不確かさの有効桁数を基にして放射能または放射能濃度の有効桁数の「丸め」を行う。

⑥

測定結果：核種名、放射能濃度（Bq/kg、Bq/L）､検出限界値

４－６ 測定実施の注意点
４－６－１ 温度の影響
シンチレーションスペクトロメトリでは、検出器周辺温度の変動があると、ピーク
中心チャネルが変動することがある。特に、夜間や冬期等は室温が変動しやすいこと
から、室温を一定に保つようにする。試料が冷温で保存されているような場合には、測定に先立って室温に戻しておく。

４－６－２ バックグラウンド
バックグラウンド放射能の管理で最も気をつけることとして、定量目的核種と同じ核種が検出される場合である。室内の汚染の場合には、遮へい体によって影響を抑えることができる。しかし、遮へい体内や検出器そのものが汚染した場合には、除染に努める。万一、除染できない場合には、放射能計算の際にバックグラウンドからの寄与を差し引かなければならない。

４－６－３ 測定器の汚染検出器はポリエチレンなどで覆い、汚染を防ぐようにする。万一汚染した場合もポリエチレンの包装を交換することで対処できる。検出器表面が汚染した場合には、中性洗剤やエタノールをしみ込ませたガーゼなどでふき取る。遮へい体を開ける場合に、粉塵などの汚染が入らないように注意する。
試料測定容器は簡単な洗浄と共洗いを行ったうえで使用する。容器内にポリ袋を用いることもできる。試料溶液を容器に入れる際に測定容器の周りに汚染が付着しないようにする。

32

＜参考＞
参 考 4-1

スペクトル測定のためのシンチレーション検出器の種類

シ ン チ レ ー タ と 呼 ば れ る 固 体 の 結 晶 は 均 質 で あ る こ と か ら ､結 晶 の 大 き さ で 検 出 効 率 が 決 ま る
点 も 特 徴 で あ る 。 ガ ン マ 線 測 定 に は NaI(Tl) の 結 晶 が 用 い ら れ て い る こ と が 多 い が 、 CsI 、
LaBr 3 (Ce)、Bi 4 Ge 3 O 12（ 通 称「 BGO」）も 使 わ れ て い る 。ガ ン マ 線 エ ネ ル ギ ー は 、光 電 効 果 に よっ て 生 成 す る パ ル ス の 電 圧 を 測 定 す る こ と で 決 定 さ れ る こ と か ら ､マ ル チ チ ャ ネ ル 分 析 器 で 信 号を 解 析 し ､横 軸 （ パ ル ス 波 高 ）、 縦 軸 （ 計 数 ） と し て 表 示 さ れ る よ う に な っ て い る 。
参 考 4-2

シンチレータとゲルマニウム半導体検出器との性能の比較

表 4-2 に NaI(Tl)と LaBr 3 シ ン チ レ ー タ に つ い て ､ゲ ル マ ニ ウ ム 半 導 体 検 出 器 と の 性 能 を 比 較
し た 。 ガ ン マ 線 ス ペ ク ト ル の 解 析 で は 分 解 能 が 重 要 で あ り ､数 多 く の 種 類 の ガ ン マ 線 が 混 在 す る
場 合 に は 分 解 能 の 良 い こ と が 望 ま れ る 。 分 解 能 は 半 値 幅 で 表 さ れ ､半 値 幅 が 小 さ い ほ う が ピ ー クの 識 別 が 容 易 と な る 。 表 か ら LaBr 3 の 方 が NaI に 比 べ て 約 半 分 に な っ て い る こ と が 分 か る 。
LaBr 3 の 密 度 が NaI に 比 べ て 大 き い の で 、 検 出 効 率 は 同 じ 容 積 の NaI の 検 出 効 率 の 1.3 倍 で ある 。ま た 、LaBr 3 の 減 衰 時 間 が NaI に 比 べ て 一 桁 短 い た め 、NaI で 測 定 す る 場 合 に 比 べ て LaBr 3の 方 が 高 計 数 率 の 試 料 で あ っ て も 測 定 で き る 。NaI 結 晶 は 比 較 的 大 型 の 結 晶 が で き る こ と が 特 徴である。
図 4-1 に 、 典 型 的 な ス ペ ク ト ル の 例 を 示 す 。 NaI(Tl)に 比 べ て LaBr 3 の 方 が 分 解 能 が 良 い こ とが 分 か る 。し か し 、LaBr 3 で は La に 含 ま れ る 天 然 の 放 射 性 同 位 体 で あ る 138 La（ 半 減 期 1.1×10 11
年 ） か ら 放 出 さ れ る 1,438.9keV の ガ ン マ 線 が 検 出 さ れ る 。
1.5in.×1.5in.LaBr 3 検 出 器 と 相 対 効 率 10%の ゲ ル マ ニ ウ ム 半 導 体 検 出 器 に よ り 50ml の 水 試
料 を 入 れ た 厚 さ 1mm の ポ リ プ ロ ピ レ ン 容 器 （ 45mmφ ） 検 出 器 の 前 面 に お い て 検 出 効 率 を 測 定
し た 結 果 を 図 4−2 に 示 す 。
表 ４-２：NaI(Tl)検出器、LaBr3 検出器及びゲルマニウム半導体検出器の性能比較

検出器タイプ
LaBr3(Ce)NaI(TI)Ge

662keVにおける分解能（%）
2.8～4.07
0.2 (1.3keV)

密度（g/cc）
5.29
3.7
5.35

NaIに対する
相対光電子収率
130
100
N/A

図４-１：NaI(Tl)とLaBr3(Ce)と Ge 検出器で得られるスペクトルの例

33

減衰時間 (μs)
0.026
0.230
N/A

図４−２ Ge 検出器とLaBr3 検出器の検出効率

参 考 4-3

検出効率の算出に塩化カリウムの水溶液を用いる方法

通 常 、勾 配 b は － 1 で あ る こ と か ら 、単 一 線 源 で も 検 出 効 率 を 求 め る こ と が で き る 。塩 化 カ リ
ウ ム 1g 中 の 40 K の 放 射 能 は 16Bq で あ り 、 ガ ン マ 線 の エ ネ ル ギ ー は 1,460 keV で あ る 。
そ こ で 、 塩 化 カ リ ウ ム を 既 知 量 含 む 水 溶 液 を 調 整 し 、 試 料 容 器 に 入 れ 1,460 keV の ピ ー ク 面
積 を 求 め る 。試 料 容 器 内 の 40 K の 放 射 能 A( Bq)、1,460 keV ガ ン マ 線 の 分 岐 比 を 0.108 と す る と検出効率は以下の式で与えられる。
40 K の 1,460 keV ガ ン マ 線 の 検 出 効 率 ＝ ピ ー ク 面 積 /測 定 時 間 （ 秒 ） / 0.108/ A
定 量 に 用 い る ガ ン マ 線 ( E keV)が 数 100keV か ら 2,000keV ま で の 間 に あ る 場 合 、 エ ネ ル ギ ー
E (keV)の ガ ン マ 線 の 検 出 効 率 は 以 下 の 式 か ら 概 算 で き る 。
定 量 に 用 い る ガ ン マ 線 の 検 出 効 率 = ( 40 K の 検 出 効 率 )× E / 1,460

参 考 4-4

ピークの重なりによる妨害

ピ ー ク の 重 な り が あ る も の は そ の 寄 与 を 差 し 引 く 必 要 が あ る 。表 4-3 に そ の 例 を 示 す 。と く に 、
134 Cs の 定 量 で は 795+802 の ピ ー ク を 利 用 し 、
ガンマ線放出割合を合わせて算出する方法が望まし い 。 214 Pb 等 の 自 然 界 に あ る 放 射 性 核 種 の 場 合 は 、バ ッ ク グ ラ ウ ン ド 測 定 で ピ ー ク 面 積 を 求 めて お き 、そ の 値 を 差 し 引 く 。ま た 、131 I が 共 存 す る 場 合 に は 131 I の み の 線 源 で 、365keV と 637keVの ピ ー ク 面 積 比 を あ ら か じ め 求 め て お き 、 637keV の 重 な り を 差 し 引 く こ と も で き る が 、 137 Csの定量は困難となる場合がある。
ま た 、 NaI シ ン チ レ ー シ ョ ン 検 出 器 で は 137 Cs を 662keV ガ ン マ 線 で 定 量 す る 際 に 、 134 Cs の563(8.4%)、 569（ 15.4％ ） お よ び 605keV（ 97.6%） の ガ ン マ 線 の ピ ー ク が 完 全 に 分 離 で き な い
場 合 が あ る 。こ の 場 合 に は 、134 Cs の 795keV＋ 802keV の ピ ー ク と 563keV+569keV+605keV の
ピ ー ク 面 積 比 を あ ら か じ め 求 め て お き 、 137 Cs を 662keV に 重 な っ て い る 分 を 差 し 引 く 必 要 が ある。
表４-３：測定対象核種とピークの重なりによる妨害

測定対象核種
131I
134Cs
134Cs
137Cs

定量ガンマ線(keV)
365
605
795+802（重なり）662

34

ピークの重なるガンマ線(核種)352 (214Pb)
208
583 ( Tl) 、609 (214Bi)
重なりなし
637(131I)

参 考 4-5

遮へい効果

3in.×3in.NaI 検 出 器 の 周 り を 厚 さ 10mm 及 び 20mm の 円 筒 状 の 鉛 遮 へ い 体 で 囲 ん だ 場 合 のバ ッ ク グ ラ ウ ン ド 放 射 線 に 対 す る 遮 へ い 効 果 の 例 を 表 4-4 に 示 す 。 測 定 時 間 は 1,000 秒 と し た 。
検 出 限 界 は バ ッ ク グ ラ ウ ン ド 計 数 の 標 準 偏 差 の 3 倍 と し て 求 め た も の で あ る 。遮 へ い な し の 場 合に 比 べ て 、厚 さ 10mm 及 び 20mm の 鉛 で 囲 っ た 場 合 の 全 計 数 は 38%及 び 20%に 減 少 す る が 、検出 限 界 は そ れ ぞ れ 60%及 び 40%の 減 少 に と ど ま る 。
表４-４：鉛遮へい体による遮へい効果

遮へい条件
遮へいなし
厚さ10mm
厚さ20mm参 考 4-6

1,000秒間の全計数
5292
1989
1056

137Csの検出限界計数

137Csの検出限界計数率

218
134
97

7.3
4.2
3.1

測定時間と感度一 般 に 、測 定 時 間 を 長 く す る と 、検 出 感 度 は 向 上 す る 。一 例 と し て 、3in.×3in.NaI 検 出 器（ エネ ル ギ ー 分 解 能 8％ ）、遮 へ い 厚（ 鉛 30mm）の ス ペ ク ト ロ メ ー タ ー を 用 い て 1L の マ リ ネ リ ビ ー
カ を 用 い て 測 定 し た 場 合 の 137 Cs の 検 出 感 度 を 表 4-5 に 示 す 。
表 ４-５：検出感度と測定時間の関係

測定時間（m）
5101530

検出感度（Bq/L）
34
24
20
14

35

第５章

NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ・計数装置によるスクリーニング法

本章では、NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ・計数装置を用いた、放射性
ヨウ素及び／又は放射性セシウム濃度が指標値よりも確実に低い水道水を判別するためのスクリーニング法について規定する。

５－１ 測定法の特性
５－１－１ 測定対象核種測定の対象となる核種は 131 I、 134 Cs 及び 137 Cs の 3 核種であり、解析に必要な放射線のデータを表 5-1 に示す。なお、NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ・計数装置を用いた測定では、核種を弁別して定量することができない装置を用いるため、第１段階
モニタリング放射性核種を全て 131 Ｉ、第２段階モニタリング放射性核種を 134 Cs 及び137 Cs の合計として扱う。

表５ -１：測定対象核種の放射線データ
核種

半減期

エネルギー

ガンマ線放出割合

131 I

8.021日364.5keV

0.817

134 Cs

2.065年

604.7keV

0.976

795.9keV

0.855

569.3keV(0.154)、 801.9keV(0.087)、他
サム効果あり137 Cs30.17年

661.7keV

0.851

単一ガンマ線、出典

備

考（）内はガンマ線放出割合

284.3keV(0.061)、 637.0keV(0.072)、他
サム効果ありサム効果なしア イ ソ ト ー プ 手 帳 11 版 （ 日 本 ア イ ソ ト ー プ 協 会 ）５－１－２ NaI シンチレーション式サーベイメータによるスクリーニング法
NaI シンチレーション式サーベイメータは、主に周辺線量当量の測定に用いる可搬型測定器で、エネル ギー補 償型（ＥⅢ 型 注 １ ）と計 数率表示型（エ ネルギ ー無保証型 ：ＥⅣ型 注 １ ）の 2 種類がある。放射性ヨウ素（ 131 I）から放出されるガンマ線（364keV）に対する感度は、エネルギー補償型の方が計数率表示型に比べて数倍低い。このため、本測定法では原則として計数率表示型の機器を用いる。また、測定方式は計数率計によるものが一般的であるが、一定時間計数を蓄積でき、計数の統計誤差を小さくする
ことができる積算計数機能を有するものがある。
注１

JIS Z 4333

Ｘ線及びγ線用線量当量率サーベイメータ

36

５－１－３ NaI シンチレーション計数装置によるスクリーニング法
NaI シンチレーション計数装置は、NaI シンチレーション検出器と計数装置からなる。ここでは、あるエネルギー範囲を設定してその間の計数を得ることができる装置、
マルチチャネル分析器を有していても、エネルギー分解能が低いためにピークの計数として求めることができない装置を取り扱うものとする。
本法は、一般的に遮へいを施し、据え置き型として用いる。水中のガンマ線放出核種の放射能濃度を測定することを目的としたガンマ線検出形水モニタ 注 １ もある。
注１

JIS Z 4330

γ線検出形水モニタ

５－１－４ 利用条件
スクリーニングを行う際の指標値の 2 分の 1 をスクリーニングレベルとし、スクリー ニ ン グ レ ベ ル に お け る 測 定 値 の 99%区 間 上 限 が 指 標 値 レ ベ ル で 得 ら れ る 測 定 値 以
下であることをもって、試料の測定結果が指標値より確実に低いと判定することを目的とする検査に使用する。いずれの方法も核種を弁別して定量することができないた
め、測定対象核種があらかじめ明らかになっているか、単一の核種であると仮定して、安全側の判定を下す目的に限られる。
また、検出限界値は、スクリーニングレベル以下である必要があり、精度を高めるにはより低いことが望ましい。検出限界値はバックグラウンドの影響を強く受けることから、バックグラウンド値がスクリーニングレベルを下回る検出限界値を達成できるよう十分低くなるようにしなければならない。

37

５－１－５ 測定の流れ

START
5-3.機 器 校 正 及 び
事前準備
チェック用 線 源 による
機 器 の動 作 確 認 ・設 定
バックグラウンド(n b )測 定
検 出 限 界 値 の確 保
スクリーニングレベルの確 認

5-4.測 定 手 順

試 料 （n s ）の測 定（n s －n b ＝n s の算 出 ）5-5.解 析 手 順
スクリーニングレベルに
相 当 する計 数正常率 (m)算 出

再解析
・
再測定

スクリーニング
結果判定
正常
n s <m の場合

n s >m の場合

測 定 結 果 の記 録

3 章 ゲルマニウム
半 導 体 で測 定

END

５－２ 機器・器具等
５－２－１ 機器
（１）NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ
NaI(Tl)検 出器の大きさが 25mmφ×25mm(1 インチφ×1 インチ)以上で計数率表示型の NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータで 1s -1 まで読み取れるもの。一
般的には計数率方式だが、積算計数方式の機能を有するものもある。 JISZ4333 に準拠したものを用いることが望ましい。

38

（２）NaI シンチレーション計数装置
NaI(Tl)検 出器の大きさが 25mmφ×25mm(1 インチφ×1 インチ)以上で積算計
数方式のタイマ付きカウンタ、計数率方式のレートメータ又はマルチチャネル分析
器などの計数装置を有するもの。
表 ５ -２：検出器と計数方式
検出器

計数率方式 注 １（ レートメータ）

積算計数方式（タイマ付きカウンタ、マルチチャネル分析器）

一般的なもの

一部のもの

一部のもの

一般的なものNaI(Tl)シンチレーシ
ョン式サーベイメータ
NaI(Tl)シンチレーシ
ョン計数装置注１

移動平均により計数率を求め表示するものもある。

（３）遮へい体
環境放射線（バックグラウンド）の影響を低減するため、検出器の周りを鉛で遮へいした構造のものが望ましい。検出器の側面のみの遮へいでは、低減効果は低い
ことから全面を囲むことがより効果的である。
但し、第１段階等で現場で測定する場合には遮へい体を施すことが実際的ではない場合が想定される。試料の量を増やすことで十分検出限界値を低くすることができれば遮へい体を用いる必要はない。

５－２－２ 器具等
（１）試料容器
標準溶液を入れて放射能濃度換算係数（以下「濃度換算係数」という。）を求めたのと同型の容器（マリネリ 2L、ポリタンク 18L 等）、ガンマ線検出形水モニタの場
合、サンプリング部容器（15L 程度）。
（２）チェック用線源
市販の 137 Cs 密封線源 (1k～5kBq 程度)（３）校正用標準溶液
校正用標準溶液は、 131 Ｉ及び 137 Cs とする。
（４）バックグラウンド試料
試料と同型の容器に同量の水をいれたもの。バックグラウンド試料に用いる水は放射性核種による汚染がない測定対象核種を含まない水を用いる。
（５）その他
時計、記録紙、ポリエチレン袋、ペーパータオル等

39

５－３ 機器校正及び事前準備
５－３－１ バックグラウンドの測定
バックグラウンドは試料と同じ容器に同量の測定対象核種を含まない水を入れたものとする。ただし、遮へいが十分な場合は空間バックグラウンドの測定値をバックグ
ラウンドとしてもよい。
バックグラウンドの測定は測定器の汚染を確認する意味でも、一連の測定の前後に実施することが望ましい。
緊急時にはバックグラウンドに用いる水の入手が困難な状況も想定されることから、平常時に予め空間バックグラウンドとバックグラウンド水をおいた場合のバックグラ
ウンドの関係を把握しておいた上で、緊急時には空間バックグラウンド値からバックグラウンドを推定するのが通常である。
井戸水等で天然核種の影響が無視できない場合は、その影響を考慮する。

５－３－２ チェック用線源( 137 Cs 線源)による機器作動状態の確認測定を実施するにあたり、測定前又は測定器持ち出し前に下記の手順で機器の作動状態の確認を行うことが望ましい。
（１）計数率方式１）電源スイッチを入れ、バッテリーの有無及び高圧電源の指示値を確認する。単位
表示を計数率（s － 1 ）に切り替え、測定レンジを適切に選択し、時定数を 10 秒に設定する。
２）空間バックグラウンドの測定を行い、その値を記録用紙に記録する。
３）チェック用線源を検出器の先端に密着させ、時計を見ながら、30 秒以上経過後指示値を読み取り、その値を記録用紙に記録する。
４）試料測定用のバックグラウンドの測定として、水の入った測定容器について試料と同じジオメトリで測定する。時定数は 30 秒に設定し、90 秒後に指示値を読み取り記録する。複数回測定を行う場合は時計を見ながら 90 秒間隔で指示値を読み取り、その値を記録し、バックグラウンドの平均値を計算する｡
５）チェック用線源の測定値からバックグラウンド値を差し引き、正味の値を計算し、記録する。
６）機器作動確認測定は測定の都度実施することが望ましい。線源の減衰補正を行った 後 、 当 初の 測 定 値 と比 較 し て 差が ±10%で あ る こ と を確 認 す る 。な お 、 ±10%を超える違いがある場合には故障等の恐れがあるため、業者に修理・校正を依頼する。
（２）積算計数方式
１）電源スイッチを入れ、高圧電源の指示値を確認する。
２）プリセット時間を 60 秒以上に設定する。
３）空間バックグラウンドの測定を行い、その値を記録用紙に記録する。
４）チェック用線源を検出器の先端に密着させ測定を開始し、終了後に指示値を読み40

取り、その値を記録する。
５）バックグラウンドの測定として、水の入った測定容器について試料と同じ条件で測定し指示値を読み取り、その値を記録する。
６）チェック用線源の測定値からバックグラウンド値を差し引き、正味の値を計算し、記録する。
７）機器作動確認測定は測定の都度実施することが望ましい。線源の減衰補正を行った 後 、 当 初の 測 定 値 と比 較 し て 差が ±10%で あ る こ と を確 認 す る 。な お 、 ±10%を超える違いがある場合には故障等の恐れがあるため、業者に修理・校正を依頼する。

５－３－３ 校正用標準溶液による校正 注 １
校正用標準溶液は、 131 Ｉ及び 137 Cs とし、以下の手順で校正を行う。
１） 131 Ｉ又は 137 Cs 標準溶液の入った容器の上面又は下面中央部に検出器を密着させる。
２）マリネリ容器では容器中央部の凹んだ所に検出器を密着させる。
３）ポリエチレン瓶では検出器を標準溶液中に 5cm 以上挿入するか、壁面中央部に検出器を密着させる。
・計数率計の場合
時定数を 10 秒に設定し、検出器を試料に密着させる。30 秒後から読み取りを開始する。時計を見ながら、10 秒間隔で指示値を 3 回読み取り、その値を記録し、平均値を計算する。
・積算計数計の場合
プリセット時間を 60 秒以上に設定し、検出器を試料に密着させる。測定を開始し、終了後に指示値を読み取り、その値を記録する。
４）標準線源の測定値からバックグラウンド値を差し引き、スクリーニングレベルに相当する放射能濃度における正味計数率又は濃度換算係数を計算し、記録する。
注１

ここでいう校正とは、濃度換算係数を求めることである。標準溶液を用いた校正は容易ではない。固体の体積線源で得た換算係数又は予めメーカーによる形式試験等で得られた換算係数を用いることが通常である。特に水モニタは据え付け状態での校正が不可能であり、通常メーカーによる形式試験等で得られた換算係数が設定されている。例えば、使用者はチェック用線源による機器作動状態の確認のみを実施すること
で、換算係数が変化していないことを定期的（例えば年に 1 回）に実施すればよい。

５－３－４ 検出限界値の確保
本法では、測定の不確かさ要因を考慮し、スクリーニングを行う際の判定基準値（スクリーニングレベル）が指標値よりも十分に下回っている必要がある。スクリーニン
グレベルは検出限界値以上に設定されるため、検出限界値は指標値よりも下回っていることを担保する必要がある。
検出限界値は、時定数又は計数時間、バックグラウンド計数率及び計数効率により決定される。従って、検出限界値を下げるには、できるだけ計数効率のよい検出器と試料との空間的位置関係（ジオメトリ）を選択し、時定数又は計数時間を長くとる、
41遮へいによりバックグラウンド放射線の影響を低減する等の措置が必要である。
解 説 5-1

サーベイメータの検出限界値

例 え ば 1”φ ×1”NaI(Tl)シ ン チ レ ー シ ョ ン 式 サ ー ベ イ メ ー タ （ 計 数 率 方 式 ） で は 、 131 I
は 2L 容 器 に よ る 測 定 で 、150Bq/kg 程 度 の 検 出 限 界 値 が 達 成 可 能 で あ る 。こ の 値 は 飲 料
水 摂 取 制 限 の 指 標 に 相 当 す る 放 射 能 濃 度 (300Bq/kg)を 十 分 に 下 回 っ て い る 。 一 方 、 一 般
的 に NaI(Tl)シ ン チ レ ー シ ョ ン 検 出 器 の 137 Cs に 対 す る 感 度 は 131 I よ り も 低 く 131 I 計 数
効 率 と 137 Cs 計 数 効 率 の 比 に 従 っ て 検 出 限 界 値 が 大 き く な る 。 従 っ て 検 出 器 の 大 き さ 等の 条 件 に よ っ て は 、 131 I と 同 等 精 度 の 測 定 が 困 難 で あ る 。 放 射 性 セ シ ウ ム の 飲 料 水 摂 取
制 限 の 指 標 に 相 当 す る 放 射 能 濃 度 は 200Bq/kg で あ り 、 ス ク リ ー ニ ン グ レ ベ ル が 指 標 値
レベルを下回ることを確実にするためには、先に述べた検出限界を下げる措置を講じる
必 要 が あ る 。 乳 児 の 水 道 水 の 摂 取 制 限 の 指 標 131 I の 100Bq/kg に つ い て も 同 様 の 措 置 が必要となる。

５－３－５ スクリーニングレベルの確認 注 １
実際の試料と同じ条件で、スクリーニングレベル（指標値の 2 分の 1）の試料の測定を行い、測定値の分布の 99%上限が、指標値で得られる測定値未満であることを確認する。
注１

ここでいうスクリーニングレベルの確認は、予めメーカーによる形式試験等によって行われているのが通常である。使用者は５－３－２のチェック用線源による機器作
動状態の確認、バックグラウンド測定により５－３－４検出限界値の確保を実施すれることで、スクリーニングレベルが適切に維持されていることを確認すればよい。

５－４ 測定操作
５－４－１ 測定手順
（１）計数率方式
１）採取地点名、採取時刻等を記録用紙に記載する。
２）検出器の汚染を防止するため、検出部をポリエチレン袋で包む。
３）試料を試料容器に規定量入れ、蓋をする。汚染を防止するため、試料などはポリエチレン手袋等をして取り扱う。また、容器の外側の汚れなどをペーパータオルでふき取る。容器に地点名、採取時刻等の識別を記入する。本測定では 1L=1kg として差し支えない。濁水は試料の不均一性が懸念されるため、よく攪拌し、沈殿がない状態で測定するなどの措置が必要である。
４）検出限界値を考慮し、時定数を設定する。測定器で選択可能な最大時定数に設定することが望ましい。時定数 30 秒の場合、検出器を試料に密着させる。時定数の 3倍である 90 秒後以降に指示値を読み取りその値を記録する。時定数が長くとれな
い場合などで複数回測定する際には、時計を見ながら、時定数の 3 倍以上の間隔で指示値を読み取り、その値を記録し、平均値を計算する。測定回数は時定数τ×測
定回数Ｎ=30 秒に相当する測定回数Ｎを設定する。バックグラウンド水について、同じ条件で測定し、記録用紙に記載する。
試料の測定値から予め測定したバックグラウンド値を差し引き、正味の値を計算し、記録用紙に記載する。

42

（２）積算計数方式
１）採取地点名、採取時刻等を記録用紙に記載する。
２）検出器の汚染を防止するため、検出部をポリエチレン袋で包む。
３）試料を試料容器に規定量入れ、蓋をする。汚染を防止するため、試料などはポリエチレン手袋等をして取り扱う。また、容器の外側の汚れなどをペーパータオルでふき取り、試料をポリエチレン袋に入れる。容器に地点名、採取時刻等の識別を記入する。本測定では 1L=1kg として差し支えない。濁水は試料の不均一性が懸念されるため、よく攪拌し、沈殿がない状態で測定するなどの措置が必要である。
４）スクリーニングレベルを担保できるプリセット時間（通常 30 秒以上が想定される）を設定し、検出器を試料に密着させ計数を開始する。終了後指示値を読み取りその値を記録する。複数回測定する場合には、それぞれの指示値を読み取り、その値を記録し、平均値を計算する。水の入った測定容器について試料と検出器―試料
ジオメトリで測定し、記録用紙に記載する。
５）試料の測定値から予め測定したバックグラウンド値を差し引き、正味の値を計算し、記録用紙に記載する。

５－４－２ 解析手順
（１）スクリーニングレベルに相当する計数率算出
用 い た検 出器 ― 試料 ジオ メ トリ にお け る換 算係 数 A（（Bq/kg） /s -1 ） か ら、 スク
リーニングレベル S(Bq/kg)に相当する計数率 m を次式により求める。

m = A/S（２）スクリーニング結果判定
試料の測定で得られた計数率 n s からバックグラウンド計数率 n b を差し引き、正味の計数率(s -1 ) n s を得る。（１）で求めたスクリーニングレベルに相当する計数率m (s -1 ) と n s とを比較し、 n s ＜ m の場合、指標値よりも低いと判定できる。スクリーニングレベルは第１段階においては 131 I、第２段階においては 137 Cs を用いる。
スクリーニングの結果、放射性ヨウ素及び／又は放射性セシウムが指標値よりも確実に低いと言えない検体（ n s ＞ m の場合）は、第３章ゲルマニウム半導体により検査結果を確定する。
（３）測定結果の記録
検査結果について以下の記録をとるものとする。
①

使用機器情報：機器名（検出器サイズ）、処理方法②

試料条件：採取場所、採取日時、試料量、試料容器、ジオメトリ③

測定記録：測定日時、計数時間（又は時定数）④

検査結果 注 １ ：バックグラウンドによる計数率、試料による計数率、スクリーニ
ングレベルに相当する計数率、判定結果及びスクリーニングレベル
注１

原 子 力 緊 急 事 態 発 生 直 後 は 、 放 射 性 希 ガ ス や 131 I 以 外 の 放 射 性 ヨ ウ 素 が 存 在 す る ことが想定されるため留意が必要である。

43

５－５ 測定実施の注意点
５－５－１ バックグラウンドの違い
バックグラウンドの線量率は測定する場所によりそれぞれ違うので、対象を測定する場とバックグラウンドを測定する場が同じになるよう注意する。
屋内外による差、裸土の上とコンクリート路面の上の差、木製と石製の台上の差等により違った線量率を示すことがある。特に、バックグラウンド測定時と試料測定時の地表からの高さが異なる場合は注意が必要である。
測定の検出限界値は、計数効率、計数時間の他、バックグラウンドの値に依存する。
検出限界を下げるには鉛等により試料、検出器を遮へいし、環境からの影響の小さい
測定条件を選定することが重要である。測定の限界値を満足できるバックグラウンド
条件とならない場合は、スクリーニング法としては保証されない恐れがある。

５－５－２ 測定器等の汚染測定器本体の汚染防止のため、測定者の被ばく防護とは別に、測定者の手指や測定器の汚染防護措置(手袋、ポリエチレン袋の使用)をとること。
また、例えば原子力施設より放出された放射性物質が到達した地点では、周辺環境の放射線量の高まりが測定対象物の放射能測定値に影響を及ぼすので、正しい測定を実施することが困難である。したがって、汚染されていない場所（室内等）にて測定することが適切である。
試料の採取・運搬にあたっては、測定器、運搬する車内、採取運搬者、搬入場所等が汚染されないよう、その都度機材の汚染の有無を確認し、汚染されたものは取り替
え、決まった場所に保管するよう定めておく。

５－５－３ 測定結果の取扱い
本章で取 り扱う NaI(Tl)シ ンチレーション 式サーベイ メータ又は NaI(Tl)シンチレ
ーション計数装置を用いた測定では、原則として核種弁別ができないことから第１段階においては、放射性核種を全て 131 I として扱う。従って 131 I 以外の放射性核種（例えば 137 Cs） が混入している場合には過大評価となる １ ) 。
また 134 Cs に対する計数効率は、137 Cs に対する計数効率と比較して高い。従って第２ 段 階 に お い て 放 射 性 セ シ ウ ム の 放 射 能 を 137 Cs、 134 Cs の 合 計 放 射 能 と し 、 こ れ を
137 Cs に対する計数効率を用いて計算すると放射能の数値は過大評価となる。
しかし、いずれの場合も安全側に評価されるといえる。

44

＜参考＞
参 考 5-1

試料容器のタイプと検出器―線源間の空間的位置関係（ジオメトリ）① 2L マ リ ネ リ タ イ プ② 丸 型 V 式 容 器 （ タ ッ パ ： V5） タ イ プ（ 容 量 ： 約 ６ ０ ０ ml）

検
出
器

検
出
器

③ 2L ポ リ ビ ン タ イ プ（アイボーイ広口びん④ 2L ポ リ ビ ン タ イ プ（アイボーイ広口びん

2L） 側 面

水面

1000ml 目盛り位置
検
出
器

検出器

2L）

5
0

100

単位：mm

45

⑤ポリタンク（18L×2）

検出器⑥水モニタ（15L・40L 等）

検
出
器

46

参 考 5-2

スクリーニングレベルの設定例

ス ク リ ー ニ ン グ 検 査 で は 、放 射 能 濃 度 が 指 標 値 よ り も 確 実 に 低 い 検 体 を 判 別 で き な け れ ば な らな い 。 そ の た め 、 ス ク リ ー ニ ン グ レ ベ ル に お け る 測 定 値 の 99%区 間 上 限 が 指 標 値 レ ベ ル で 得 られる測定値以下となるようにスクリーニングレベルを設定する。
例 え ば 次 式 で 推 定 さ れ る 測 定 値 の 分 布 の 99%上 限 が 、 指 標 値 で 得 ら れ る 測 定 値 未 満 で あ る ことを確認できれば良い。

m  tk 1,0.01  s
ス ク リ ー ニ ン グ レ ベ ル （ 100Bq/kg） で 得 ら れ る 測 定 値
スクリーニングレベルで得られる測定値の標準偏差*t k-1,0.01
危 険 度 （ 両 側 ） 0.01、 自 由 度 k -1 に お け る t 値mss は 、通 常 こ の レ ベ ル の 場 合 、計 数 統 計 に よ る 不 確 か さ が 支 配 的 で あ り 、こ れ を 考 慮 す れ ば よ
い 。 100Bq/kg を 超 え た ス ク リ ー ニ ン グ レ ベ ル を 設 定 す る よ う な 場 合 で 、 そ の 他 の 不 確 か さ の 要因の影響が懸念される場合には、その不確かさを s に含めて評価すべきである。
参 考 5-3

測定方法による測定精度

計 数 率 計 の 指 示 は 、検 出 器 に 入 射 す る ガ ン マ 線 光 子 数 の ラ ン ダ ム な 変 動 等 で 常 時 変 化 し て お り 、
任 意 の 時 刻 に お け る 1 回 の 読 取 り 値 の 標 準 偏 差 σ ⊿ n は 、n を 計 数 率 (s -1 )、τ を 時 定 数 (s)と す ると σ = ｎ /(2ｎ τ ) -1/2 で 表 さ れ る 。 こ の よ う な 計 数 統 計 に よ る ば ら つ き を 減 ら す た め に は 、 時 定
数 を 大 き く す る こ と が 良 く 、ま た 、多 数 回 測 定 を 繰 り 返 し 、そ の 結 果 を 平 均 す る 。多 数 回 測 定 における標準偏差は、読取りの回数と間隔に依存する。
積算計の場合の正味計数に対する標準偏差は次式で表される。

 

Ns Nb

Ts2 Tb2

ただし、σ：標準偏差T s 、 T b ： 試 料及 び バ ッ ク グ ラ ウ ン ド の 計 数 時 間
Ns： 試 料 の 計 数 値
Nb： バ ッ ク グ ラ ウ ン ド の 計 数 値（ s）

こ の よ う な 計 数 統 計 に よ る 不 確 か さ（ σ ）を 減 ら す た め に は 、計 数 時 間（ T s 、T b ）を 長 く と ることが良い。

47

参 考 5-4

検出限界値の算出方法（１）計数率計の場合
次 式 で 求 め た 検 出 限 界 計 数 率 ( n n )に 、 濃 度 換 算 係 数 を 乗 じ て 、 検 出 限 界 値 を 算 出 す る 。

nn


3  3



2  2 s


 3 


 2 s 

2


 1
1  
 2 nb   b    s
n n ： 検 出 限 界 計 数 率 (s -1 )
τ s ： 試 料 測 定 時 の 時 定 数 (s)τ b ： バ ッ ク グ ラ ウ ン ド 測 定 時 の 時 定 数 (s)n b ： バ ッ ク グ ラ ウ ン ド 計 数 率 (s -1 )表 ５-３：1"φ×1"NaI 計数率計の検出限界値の例（131I、時定数30s）

バックグラウンド
計数率 nb

検出限界値（Bq/kg)
2L
マリネリ

タッパ
（V5)

2Lポリビン（側面）

2Lポリビン（液中）

18Lポリタンク
2個

10

83

244

186

86

21

20

115

341

260

120

29

40

162

478

364

168

41

80

227

672

512

236

57

表 ５-４：1"φ×1"NaI 計数率計の検出限界値の例（137Cs、時定数30s）

バックグラウンド
計数率 nb

検出限界値（Bq/kg)
2L
マリネリ

タッパ
（V5)

2Lポリビン（側面）

2Lポリビン（液中）

18Lポリタンク
2個

10

128

358

304

123

30

20

179

500

424

171

42

40

251

701

595

240

58

80

353

985

836

337

82

48

（２）積算計数計の場合
次 式 で 求 め た 検 出 限 界 計 数 率 ( n n )に 、 濃 度 換 算 係 数 を 乗 じ て 、 検 出 限 界 値 を 算 出 す る 。
23
 1 1  
33nn       4nb    
2 Ts
 Ts 
 Ts Tb  
n n ： 検 出 限 界 計 数 率 (s -1 )T s ： 試 料 測 定 時 の 計 数 時 間 (s)T b ： バ ッ ク グ ラ ウ ン ド 測 定 時 の 計 数 時 間 (s)n b ： バ ッ ク グ ラ ウ ン ド 計 数 率 (s -1 )表 ５-５：1"φ×1"NaI 積算計の検出限界値の例（131I、計数時間60s）

バックグラウンド
計数率 nb

検出限界値（Bq/kg)
2L
マリネリ

タッパ
（V5)

2Lポリビン（側面）

2Lポリビン（液中）

18Lポリタンク
2個

10

83

244

186

86

21

20

115

341

260

120

29

40

162

478

364

168

41

80

227

672

512

236

57

表 ５-６：1"φ×1"NaI 積算計の検出限界値の例（137Cs、計数時間60s）

バックグラウンド
計数率 nb

検出限界値（Bq/kg)
2L
マリネリ

タッパ
（V5)

2Lポリビン（側面）

2Lポリビン（液中）

18Lポリタンク
2個

10

128

358

304

123

30

20

179

500

424

171

42

40

251

701

595

240

58

80

353

985

836

337

82

49

参 考 5-5

NaI(Tl)シ ン チ レ ー シ ョ ン 検 出 器 の 濃 度 換 算 係 数 の 例 注 １

核 種 ： 131 I

核 種 ： 137 Cs

検 出 器 サ イ ズ ： 1"φ ×1"
測定ジオメトリ

注２

検 出 器 サ イ ズ ： 1"φ ×1"
充填量

Bq/kg/cps

測定ジオメトリ注２

2kg

4.57E+01①

2L マ リ ネ リ

充填量

Bq/kg/cps

2kg

7.10E+01①

2L マ リ ネ リ②

蓋 測 定 タ ッ パ （ V5)

0.63kg

1.35E+02②

蓋 測 定 タ ッ パ （ V5)

0.63kg

1.98E+02③

2L ﾎﾟﾘﾋﾞﾝﾀｲﾌﾟ 側 面 測 定

2kg

1.03E+02③

2L ﾎﾟﾘﾋﾞﾝﾀｲﾌﾟ 側 面 測 定

2kg

1.68E+02

2kg

4.75E+01④

2kg

6.78E+01

40kg

1.15E+01

注３

40kg

1.65E+01④⑤
注３

2L ﾎﾟﾘﾋﾞﾝﾀｲﾌﾟ先 端 5cm
液中
ポリタンク

⑤

核 種 ： 131 I

2L ﾎﾟﾘﾋﾞﾝﾀｲﾌﾟ先 端 5cm
液中
ポリタンク

核 種 ： 137 Cs

検 出 器 サ イ ズ ： 2"φ ×2"
測定ジオメトリ

注２

検 出 器 サ イ ズ ： 2"φ ×2"
充填量

Bq/kg/cps

測定ジオメトリ注２

2kg

9.14E+00①

2L マ リ ネ リ

充填量

Bq/kg/cps

2kg

1.40E+01①

2L マ リ ネ リ②

蓋 測 定 タ ッ パ （ V5)

0.63kg

3.03E+01②

蓋 測 定 タ ッ パ （ V5)

0.63kg

4.62E+01③

2L ﾎﾟﾘﾋﾞﾝﾀｲﾌﾟ 側 面 測 定

2kg

2.10E+01③

2L ﾎﾟﾘﾋﾞﾝﾀｲﾌﾟ 側 面 測 定

2kg

2.96E+01⑥

40L 水 モ ニ タ

40kg

1.60E+00

15L 水 モ ニ タ

15kg

2.29E+01⑥
注４

核 種 ： 131 I

核 種 ： 137 Cs

検 出 器 サ イ ズ ： 3"φ ×3"
測定ジオメトリ

注２

検 出 器 サ イ ズ ： 3"φ ×3"
充填量

Bq/kg/cps

測定ジオメトリ注２

2kg

2.65E+00①

2L マ リ ネ リ

充填量

Bq/kg/cps

2kg

5.40E+00①

2L マ リ ネ リ②

蓋 測 定 タ ッ パ （ V5)

0.63kg

1.60E+01②

蓋 測 定 タ ッ パ （ V5)

0.63kg2.01E+01③

2L ﾎﾟﾘﾋﾞﾝﾀｲﾌﾟ 側 面 測 定

2kg

1.02E+01③

2L ﾎﾟﾘﾋﾞﾝﾀｲﾌﾟ 側 面 測 定

2kg

1.39E+01

注１ 緊急時における食品の放射能測定マニュアルに基づく食品中の放射能の簡易分析について（情報提供）
http://www.jrias.or.jp/index.cfm/6,15084,110,1,html（131I①②③④）
緊急時における食品の放射能測定マニュアルに基づく食品中の放射能の簡易分析について（情報提供 続報）
http://www.jrias.or.jp/index.cfm/6,15496,110,1,html(137Cs①②③④)
注２ 参考5-1 の測定ジオメトリを表す。
注３ シミュレーション計算による。
注４ シングルチャネル（137Cs 662keV ピークウィンドウ）による。

50

用語集

51

こうせい

エネルギー校正

ガ ン マ 線 エネ ル ギ ー のよ く わ か った 放 射 線 源(標 準 線 源 )を 用 い て マル チ チ ャ ネル 分 析
器のチャネルとガンマ線エネルギーとの関係を求めること。
ぶんかいのうエネルギー分解 能【出典１】

与えられたエネルギーに対し、分析器（スペクトロメータ）が弁別できる二つの粒子のエネルギー差の最小値。ガンマ線スペクトロメータでは半値幅をいう。
ほしょうがたエネルギー補償型 （ＥⅢ型）【出典２】

NaI(Tl)シ ン チ レ ー シ ョ ン 検 出 器 の パ ル ス 波 高 は ガ ン マ 線 の エ ネ ル ギ ー 情 報 を 有 す る
ことを利用し、電子回路を用いてエネルギー特性を改善した機器。JIS 規格では、60keV～1,500keV のγ線エネルギー範囲で、レスポンス比が 0.85～1.15 の許容範囲内であるものとされている。
かくしゅ

核種

【出典３】

原子核の中に含まれる陽子及び中性子の数、原子核のエネルギー状態で定められる一つ一つの原子の種類。
かくしゅぶんせきほう

核種 分析法【出典４】

核種を同定するには、原子核の原子番号 Z(陽子の数)に加えて質量数 A（陽子＋中性子の数）を知る必要がある。化学的手段では通常元素（原子番号）しか分析できず、どの質量数の同位元素かわからない。化学的な手段に加えて、放射化分析や質量分析などの核物理あるいは物理的な手段を駆使して初めて核種の同定が行える。このような核種の同定を行う分析を核種分析という。
がんま せ ん けんしゅつけい み ず

γ 線 検 出 形 水 モニタ【出典５】

放射線防護を目的として、施設の排水系などにおける水中のγ線放出核種の放射能濃度を測定し、指示値が警報設定値を超えたとき警報を発生する。
せん

ガンマ線 スペクトロメトリ（スペクトル法）【出典６】

ガンマ線のエネルギー分布を測定する技術のことで、そのエネルギーを解析して核種と放射能を同定する方法のことをガンマ線スペクトロメトリという。
せ ん ほうしゅつ わ り あ い

ガンマ線 放 出 割合

一崩壊当たりにそのガンマ線が放出される確率のこと。ガンマ線放出率ともいう。
クライオスタット
ノイズや漏れ電流を減少させるために検出器を冷却する装置。

52

けいすう

計数

【出典１】

計数装置 1 回の応答。カウントともいう。
けいすう そ う ち

せきさんけいすうけい

計数 装置 （積算 計数計 ）【出典１】

電気的パルスを計数するための装置
けい す う ち せ き さんほう

計 数値積 算法

ピークはあるチャネル幅にひろがっており、その領域のチャネル毎の計数積算をして面積（積算計数）を出す。その上で、ピークの下部にあるバックグラウンド計数を差し引いて、そのガンマ線に対する計数を求める。
けいすうとうけい

ふ た し

計数 統計 による不確 かさ（σ）
核種の壊変の統計的揺らぎに起因する不確かさ
けいすうりつ計数率【出典１】

単位時間当たりの計数値。通常は cpm(カウント毎分）又は cps（カウント毎秒）で示
す。
けいすうりつけい

計数率計

サーベイメータなどで、計数率（毎分の計数率 cpm など）を表示する型。パルスをRC 回路でアナログ的に積分して表示するものが一般的である。
ゲイン

【出典７】

電気回路の増幅器によって電気信号を増幅すること、またはその増幅の値。
はんどうたいけんしゅつき

ゲルマニウム半導体 検出器【出典１】

ゲルマニウムの単結晶を用いる半導体検出器。Ge 検出器ともいう。
けんしゅつ こ う り つ

けいすうこうりつ

検 出 効率 （計数 効率 ）【出典１】

特定の検出条件の下で、放射線検出器が検出した粒子の数を、同じ時間内に放射線源
から放出された同じ種類の粒子の数で割った値。
げんすい ほ せ い

減衰 補正

【出典１】

放射性線源は固有の半減期によって減衰する。試料採取時刻から測定時刻までの減衰を補正するために加える操作又は修正。
こうりつこうせい

効率 校正

ガンマ線強度のよくわかった放射線源（標準線源)を用いて、検出器のガンマ線エネル
ギーごとのピーク効率を求めること。
53

サーベイメータ【出典４】

空間線量率の測定や表面汚染の検査などに用いられる小型で可搬型の放射線測定器である。空間線量率測定用のサーベイメータのうち、電離箱式、GM 管式、シンチレーシ
ョン式、半導体式がγ線、X 線用に用いられる。β線放出核種による汚染の検査には GM
管式、比例計数管式が、α線放出核種にはシンチレーション式がよく用いられる。熱中
性子の測定には BF3 ガス、または He-3 ガスを充填した比例計数管式が用いられ、速中性子の測定にはこの比例計数管を中性子減速材（パラフィン、プラスチックなど）で覆い、速中性子を熱中性子化して測定する。
サム（サムピーク）【出典１】

2 本の放射線が同時に検出器で検出されたときパルス波高が加算されるために 2 本の放射線のエネルギーの和に対応した位置にピークができる。
じ

こ きゅうしゅう自己 吸 収【出典１】

放射線を出す物質自身による放射線の吸収。
じ ていすう

時 定数

【出典８】

応答の速さを特徴づける定数で、時間の次元をもつもの。
けんしゅつきシンチレーション検出器【出典４】

放射線検出器の一種。β線、γ線、中性子などの放射線が物質内を通過するときに発光 す る 現 象 を 、 シ ン チ レ ー シ ョ ン （ scintillation） と い い 、 発 光 す る 物 質 を シ ン チ レ ータ（scintillator）という。この光は、光電子増倍管で電気信号に変えられ、電流パルスとして計測される。シンチレータと光電子増倍管は隣接した一体構造となっており、シンチレーション検出器という。シンチレータとしては、無機物ではヨウ化ナトリウム、硫化亜鉛などの結晶または粉末、不活性気体、有機物ではアントラセン、ナフタリンなどの結晶及び液体シンチレータが用いられている。
シンチレータ【出典１】

シンチレーション検出器の構成部分で、所定量の発光物質を含み、目的に適した形状に加工したもの。
スクリーニングレベル【出典９】

調査レベルより低く設定されるレベルであり、放射線防護上の立場からは、作業環境の異常を早期に発見し、作業管理への迅速な反映を目的として設定されるレベルをいう。

54

ほ ぞ んスペクトルの保存
マルチチャネル分析器で得られたガンマ線スペクトルを解析用コンピュータのメモリ
あるいは電子記録媒体に保存すること。
スペクトロメータ【出典１】

電離放射線のエネルギースペクトルを測定するため、放射線検出器と検出器から出力されるパルス波高を分析し、記録する装置からなる。
そうたいこうりつ

相対 効率基準となるガンマ線の 3 インチ×3 インチの NaI(Tl)シンチレーション検出器での検出効率に対するゲルマニウム検出器の検出効率の比。
バックグラウンド（BG）【出典１】

測定しようとする放射線以外の、自然又は人工線源からの放射線
はんちはば

半値幅 （Full Width at Half Maximum；FWHM）【出典１】

単一ピークからなるスペクトル分布曲線において、縦軸の値がピークの最大値の半分に相当する 2 点間の横軸の距離。
かんすう

ほう

ピーク関数 フィッティング法

ガンマ線ピークに対してガウス関数などをあてはめて解析すること。ガウス関数などを積分して面積を算出する。通常はガウス関数でフィットできる場合が多い。
けいすうりつピーク計数率ガ ン マ 線 の ピ ー ク 面 積 (カ ウ ン ト )の 単 位 時 間 当 た り の 計 数 。 cps（ カ ウ ン ト 毎 秒 )ま た
は cpm(カウント毎分)で示す。
こうりつ

ピーク効率

【出典１】

全エネルギー吸収ピークとして検出された光子の数を、放射線源から放出された光子の総数で割った値。
たんさく

ピーク探索

マルチチャネル分析器で得られたガンマ線スペクトルに対し、ピークの有無を判定し、チャネルを同定すること。一般には、あるチャネルと次のチャネルの計数の差を求め、正から負に変わるところがピーク位置となる（1 次微分）。
ちゅうしん

ピーク 中 心 チャネル
ガンマ線をマルチチャネル分析器で測定した場合に、ガンマ線に対応するピークが観測される。ピークはあるチャネル幅にひろがっており、その最大となる点をいう。
55

めんせき

ピーク面積

ピークはあるチャネル幅にひろがっており、その積算をして面積（積算計数）を出す。
その上で、ピークの下部にあるバックグラウンド計数を差し引いて、そのガンマ線に対する計数を求める。
りょういき

ピーク 領 域 （ROI）
ガンマ線ピークはあるチャネル幅にひろがっており、ピークのはじまりから終わりまでをピーク領域といい、この範囲を解析する。関心領域(Region Of Interest)ともいわれる。
ひょうじゅん せ ん げ ん

標 準 線源【出典１】

国家標準との相対関係が直接または間接に確立されている放射線測定器の校正に用いられる放射性線源。線源強度又は線源から所定の距離における線量率が設定されている。
じ か ん

プリセット時間計数装置で、あらかじめ決められた計数時間に達すると自動的に計数を停止させるために設定する時間。
ほうしゃせい放射性 ウラン【出典４】

原子番号 92 の元素で、記号 U で表示される。天然元素の中では原子番号が最も大きい。地殻中に広く分布し、百種以上の鉱物に含まれる。核燃料またはその親物質として用いられ、原子力発電の世界的な普及・拡大とともに重要なエネルギー資源となってきている。金属ウランは密度 19.05g/cm 3 、融点 1,132 度Ｃである。融点以下に結晶構造の異なるα、β、γの 3 相があり、転移点はそれぞれ 668 度Ｃ、774 度Ｃである。これら転移点での体積の急変、また燃焼が進んだ時の体積膨張のため、金属ウランはおもに研
究炉の燃料として用いられてきた。使用温度及び燃焼度の高い発電炉の燃料としては、より安定な二酸化ウランの状態で、また精錬、再処理においては、ウラニルイオンの状態で使用される。
ほうしゃせい放射性 ストロンチウム【出典４】

原子番号 38 の元素で、軟らかさをもつ銀白色の金属である。化学的にはカルシウムときわめて類似した性質を持ち、その放射性同位体のうち、ストロンチウム 90 は半減
期 29 年、ベータ線を放出する。食物から人体に入ると骨髄などに集まり、造血器官を侵すため、核分裂生成物の中で注目される核種でもある。
ほうしゃせい放射性 セシウム【出典１０】

セシウムは自然界ではセシウム 133 として存在する。セシウムはアルカリ金属のひとつであり、カリウムに類似した代謝を示し、特定の臓器に親和性を示さない。
56

セ シ ウ ム の主 な 放 射 性同 位 体 は 11 種 類 知 ら れ て い る 。セ シ ウ ム 134 の 同 位 体 質 量 は133.9、セシウム 137 のそれは 136.9 である。セシウム 134 とセシウム 137 は半減期が長い。セシウム 137 は核分裂生成物の主成分のひとつで、安価にかつ大量に得られるので、γ線源として工業、医療に広く用いられている。
セシウム 137 はセシウムの人工放射性核種のひとつである。物理学的半減期 30 年のβ－放射体で、物理学的半減期 2.55 分のバリウム 137m は 662 keV のγ線を放出して安定なバリウム 137 となる。
人体に取り込まれたセシウム 137 の排泄による半減期は 1 歳までは 9 日、9 歳までは38 日、30 歳までは 70 日、50 歳までは 90 日である。セシウム 134 は半減期 2.1 年のβ － 放射体である。
ほうしゃせい ど う い げ ん そ

放射性 同位 元素【出典１】

同位体のうち、放射性壊変をするもの。
ほうしゃせいぶっしつ

放射性 物質【出典１】

放射性核種を含む物質。法的規則などでは、ある定められた値以上の放射能や比放射能（又は放射能濃度）をもつものを指す。
ほうしゃせい放射性 プルトニウム【出典４】

原子番号 94 で、超ウラン元素の一つである。天然には極微量しか存在しない。プル
トニウム 239 はウラン 238 の中性子捕獲によって生ずるウラン 239 が、2 段のβ崩壊をして生じる。その半減期は 2.4×10 4 年である。これがさらに中性子を捕獲すると順次プ
ルトニウム 240、241 及び 242 などの同位体が生ずる。このうちプルトニウム 239 とプ
ルトニウム 241 は核分裂断面積が大きいために核分裂物質（核燃料）として利用できる。
プルトニウム 239 は高速中性子を捕獲したときの核分裂における中性子発生率が大きい
ために、高速増殖炉の燃料として用いられる。ウラン 238 を親物質に用いると核燃料の増殖が可能になる。プルトニウムを熱中性子炉で燃焼させるのがプルサーマル炉である。
ほうしゃせいそ放射性 ヨウ素【出典１０】

自然界に存在する安定なヨウ素は、ヨウ素 127 である。ヨウ素は甲状腺ホルモンの合成に必要である。経口摂取されたヨウ素は容易に消化管から吸収され、血中に入った後、30%は甲状腺に蓄積し、20%はすぐに排泄され、残りは短期間で体内から排泄される。
甲状腺からの消失は年齢依存的で、生物学的半減期は乳児で 11 日、5 歳児で 23 日、
成人で 80 日である。
ヨウ素は、多数の放射性同位体が知られている。ヨウ素 131 は、同位体質量が 130.9
で、環境汚染及びヒトに対する放射線量という観点から、最も重要な同位体のひとつと考えられる。
ヨウ素 131 は治療用として用いられる。
ヨウ素 131 は、核分裂によって生成し、物理学的半減期 8.0 日でβ － 崩壊をする放射57線核種である。β線の最大エネルギーは 610 keV である。原子炉で高い比放射能のものを能率よく生産でき、ウランの核分裂でも生成する。
よ う き

マリネリ容器【出典１１】

ゲルマニウム半導体検出器のセンサー部分（エンドキャップ）包み込むようにくぼみを設けた測定容器。
ぶんせきき

マルチチャネル分析器 （マルチチャネルアナライザ＝MCA）【出典１】

波高分析器の一種で多数の記憶素子を持ち、入力信号を波高別にそれぞれ蓄積して計数できるようにしたもの。多重波高分析機器ともいう。
マルチチャネル分析器のチャネルフルスケール
増幅器からの出力されるパルスの波高は 10 ボルト以下である。マルチチャネル分析
器のチャネル数を大きくするとその波高を精密に分析することができる。フルスケール
は分析する最大チャネル数を意味する。最大チャネル数は 2 のべき乗で設定できるようになっており、ゲルマニウム検出器の場合は 4,096ch が一般的であるが 8,192ch を用いる場合もある。
むすめ か く し ゅ

娘 核種

【出典１】

ある放射性核種から放射性壊変によってさらに放射性核種が生成する場合に後者の核種を言う。前者は親核種という。
で ん し

keV（電子 ボルト）

【出典１】

エネルギーの単位。1 電子ボルトは、真空中で 1V の電位差をよぎる 1 個の電子が受けるエネルギー変化に等しい。（記号 eV）
けんしゅつきLaBr 3 （ランダンブロマイド）シンチレーション検出器

3 臭化ランタンの結晶をシンチレータとする放射線検出器。
けんしゅつきNaI シンチレーション検出器【出典１】

タリウム活性化よう化ナトリウムの単結晶をシンチレータとする放射線検出器。

58

出典
各用語の説明は、【 】内に示された以下の文献等に依るものである。
１）JISZ4001 原子力用語
http://www.jisc.go.jp/index.html
２）JISZ4333 Ｘ線及びγ線用線量当量率サーベイメータ
http://www.jisc.go.jp/index.html
３）「放射性物質に関する緊急取りまとめ」に係る用語集（第 4 版）（内閣府食品安全委員会）
http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/emerg_torimatome_20110329.pdf
４）原子力百科事典 ATOMICA（財団法人高度情報科学技術研究機構）
http://www.rist.or.jp/atomica/database.php?Frame=./dic/dic_index.php５）JISZ4330 γ線検出形水モニタ
http://www.jisc.go.jp/index.html６）Weblio 辞書 原子力防災基礎用語集
http://www.weblio.jp/category/engineering/grbky７）IT 用語辞典バイナリ
http://www.sophia-it.com/
８）JISZ8103 計測用語
http://www.jisc.go.jp/index.html
９）緊急被ばく医療のための用語集（公益財団法人原子力安全研究協会）
http://www.remnet.jp/lecture/words2003/index.html１０）放射性物質に関する緊急とりまとめ（3 月 29 日第 375 回内閣府食品安全委員会）
http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/emerg_torimatome_20110329.pdf
１１）財団法人 日本分析センターweb サイト
http://www.jcac.or.jp/method_milk_5.html

59