TTT-710
ターンテーブル

多検体の連続自動測定に対応

対応機種

pHメータ

HM-42X

電気伝導率計

CM-42X

マルチ水質計MM-43X

自動滴定装置AUT-801

酸度計

TA-70

塩分計

TS-70

電位差滴定装置

TP-70＊旧製品につきましてはお問い合わせください。

省力化を実現する多検体測定システムのご提案
最大100検体の連続自動測定が可能
用途に応じた4種類のテーブル（12、18、36、60検体）を用意。
さらにメーカーオプションで100検体テーブルでの測定も可能です。

優れたメンテナンス性
電極洗浄槽と電極保存槽を装置前面に配置。
配管や電極などのメンテナンスがしやすくなりました。

豊富な電極洗浄モードを用意
標準として純水によるシャワー洗浄を装備。
オプションでバブリング洗浄・薬液洗浄・エアーブローにも対応できます。

洗浄槽

シャワー洗浄バブリング洗浄

エアーブロー

恒温水槽付きターンテーブルを用意（メーカーオプション）
JP18における製薬用水の電気伝導率測定など、一定温度における多検体測定を実施することができます。
（外付けの循環式恒温水槽が別途必要です。）

次検体撹拌機能を搭載（メーカーオプション）
次測定検体を事前撹拌することにより、測定液をあらかじめ混合しておくことができます。
測定液の混合や反応などに時間を要する場合などに有効です。

省スペース化に対応した分析計用設置台を用意（オプション）
本社 169-8648 東京都新宿区高田馬場1- 29 -10
TEL.03-3202-0219●このカタログに記載の価格には、消費税は含まれておりません。
●記載内容については、予告なく変更することがあります。
●ご使用前によく取扱説明書をお読みください。
当社WebサイトやYouTubeにて、ターンテーブルの構成と仕様、システム例、オプション品などを動画でご紹介しています。 2024 年 1 月作成

TTT-710製品紹介・お役立ち動画

e-mail:eigyo ＠ toadkk.co.jp

https://www.toadkk.co.jp/

シ ス テム 構 築 例
マルチ水質計 MM-43Xによる多検体pH・電気伝導率測定システム
同一サンプルのpH・電気伝導率多検体同時測定が可能です。

（塩化カリウムの影響が無視できる高電気伝導率のサンプルの場合のみ使用を推奨）

電気伝導率計 CM-42X、または、恒温槽付き
ターンテーブルマルチ水質計 MM-43XによるJP18製薬用水の多検体電気伝導率測定システム

循環式
低温恒温水槽

恒温水槽からの水を循環させ、測定温度を一定に管理します。
25±1℃で最大36検体の自動測定が可能です。

自動滴定装置 AUT-801によるデュアル多検体自動滴定システム
異なる2種類の滴定項目の多検体滴定が可能です。

1mL

1mL

5mL

5mL

10mL

10mL

20mL

20mL

50mL

50mL

ERROR

ERROR

SYRING SIZESYRING SIZEAUTOMATIC TITRATOR AUT-801

TITRATION BURETTE ABT-8

TITRATION BURETTE ABT-8

START/STOPSTART/STOPUSB

電極カートリッジ品名（電極・ノズル取付可能数）

1CH カートリッジ1（X）（X 取付穴：1、N 取付穴：1）（12、18、36、60、100検体対応）

1CH カートリッジ2（X）（X 取付穴：1、N 取付穴：2）（12、18、36検体対応）

1CH カートリッジ3（X）（X 取付穴：1）（12、18、36、60、100検体対応）

2CH カートリッジ1（J 取付穴：2、N 取付穴：1）（12、18、36検体対応）

外

コード番号

7505010K

7505020K

7506840K

電極

品

観ノズル

2CH カートリッジ2（X）（X 取付穴：2）（12、18、36検体対応）

電極

ノズル

2CH カートリッジ3（X 取付穴：2、N 取付穴：2）（12、18検体対応）

電極

電極

外

コード番号

7505030K

観電極

ノズル6597940K

電極

ノズル

電極

電極

ノズル

マルチカートリッジ（J 取付穴：2、ION 取付穴：2、N 取付穴：4） 6597980K（12検体対応）ノズル6597970K

名（電極・ノズル取付可能数）

サンプル吸引カートリッジ（N 取付穴：1）（12、18、36、60、100検体対応）

6597990K
ノズル＊取付穴に表記されている「X、J、ION、N」は、取付電極・ノズルを表しています。 X： X/R シリーズ用、J：J/S シリーズ用電極、ION：単能型イオン電極、N：ノズル＊各テーブル板の対応ビーカー●12検体テーブル板 ：200mLビーカー、300mLトールビーカー ●18検体テーブル板 ：100mLトールビーカー●36検体テーブル板 ：30mLビーカー、50mLトールビーカー●60検体テーブル板 ：20mL専用ビーカー●100検体テーブル板：20mL専用ビーカー

仕様標準添付品￥900,000（12/18 検体）

価

格￥950,000（36 検体）（ビーカー類、撹拌子は別売）￥980,000（60 検体）
表 示

検体数／名

コード番号

格 ※2

価

12 検体用

7401540U¥80,000￥1,150,000（100 検体、メーカーオプション）

18 検体用7401550U¥80,000

LCD

36 検体用

7401560U ¥135,000

60 検体用

7401570U ¥160,000

12 検体

200mL ビーカー、300mL トールビーカー（当社推奨品：AGC テクノグラス社製または HARIO 社製ガラスビーカー）

18 検体

100mL トールビーカー（当社推奨品：AGC テクノグラス社製または HARIO 社製ガラスビーカー）

1CH カートリッジ 1(X)7505010K¥18,000

1CH カートリッジ 2(X)7505020K¥20,000

36 検体

30mL ビーカー、50mL トールビーカー（当社推奨品：AGC テクノグラス社製ガラスビーカー）

1CH カートリッジ 3(X)7506840K¥11,000

2CH カートリッジ 1

6597970K¥18,000

60 検体

20mL 専用ビーカー（日電理化硝子社製 H-20 型）

2CH カートリッジ 2(X)7505030K¥24,000

100 検体20mL 専用ビーカー（日電理化硝子社製 H-20 型）

2CH カートリッジ 36597940K¥30,000

標準：マグネチックスターラー方式
オプション：プロペラ撹拌方式

マルチカートリッジ

6597980K¥30,000

サンプル吸引カートリッジ

6597990K¥11,000

対応
ビーカー品

テーブル板（12、18、36、60検体より1種類指定）

撹拌方式

外部制御入出力

RS-232C（X/Rシリーズ、AUT-701/801、TA-70、TS-70、TP-70制御用）

洗浄水タンク（10L 液レベルセンサ付き）――

OPTION2（R シリーズ）制御用入出力

廃液タンク（10L 液レベルセンサ付き）――

自動ビュレット（ABT-511）制御用入出力

洗浄水チューブ（3m）――

外部コントロールボックス制御用入出力

廃液ホース（1.5m）――

エアーポンプボックス制御用出力

エンド検出ピン7401630U―

液レベルセンサ信号用入力（洗浄水 1、廃液）

O リング

115A006¥200

プロペラ撹拌ユニット用電源出力

ホフマンピンチコック小126C049―①純水シャワー → エアーブロー

電源コード118C025¥2,000②純水バブリング → 純水シャワー → エアーブロー

2P-3P 変換アダプター

102J040―③薬液シャワー → 純水シャワー → エアーブロー

ディスポビーカー

136C179―④薬液バブリング → 純水シャワー → エアーブロー

取扱説明書

―

―

⑤薬液バブリング → 純水バブリング → 純水シャワー → エアーブロー※1 電極カートリッジの詳細は前ページをご参照ください。
※2 追加でご発注いただく場合の価格です。

⑥薬液バブリング → 薬液シャワー → エアーブロー
洗浄モード

※1
電極カートリッジ（検体数／用途により1種類指定）

200mL

オプション

⑦薬液シャワー → エアーブロー⑧薬液バブリング → 純水バブリング → 薬液シャワー → エアーブロー⑨ユーザー洗浄（洗浄の順番をランダムに設定可能）
ユーザー洗浄は X シリーズを接続した場合のみ有効＊エアーブロー洗浄はオプションのエアーポンプボックス使用時有効＊バブリング洗浄はオプションのエアーポンプボックス、廃液弁使用時有効＊薬液洗浄についての詳細はお問い合わせください

品名コード番号価格

ターンテーブル接続用RS-232Cケーブル（2ｍ）
7433040K（HM-42X、CM-42X、MM-43X接続用）¥16,000

ターンテーブル接続用RS-232Cケーブル（2ｍ）
7075670K（AUT-701、TA-70、TS-70、TP-70接続用）¥13,000

ターンテーブル接続用RS-232Cケーブル（2ｍ）
118C087（HM-30R、CM-30R、MM-60R接続用）¥10,000

ターンテーブル接続用RS-232Cケーブル(2m)（AUT-801用）

7703820K¥16,000

7401740K¥12,000¥10,000

洗浄時間

0 〜 9999 秒

エアーブロー回数

1〜9回

繰返し測定回数

1〜9回

測定終了検出

エンド検出ピン または 終了テーブルナンバー設定による検出

測定前撹拌時間

0 〜 9999 秒

OPTION2接続ケーブル（HM-30R、CM-30R、MM-60R接続用）

測定前待ち時間

0 〜 9999 秒

ABT-511接続ケーブル

7401750K

エアーポンプボックス（エアーブロー用）

7400560U ¥115,000

タンク液レベル警報

洗浄水 1（純水）：空洗浄水 2（薬液）：空（オプションの薬液用レベルセンサ接続時）
廃液：満エアーポンプボックス（エアーブロー + バブリング用）

7401640U ¥150,000

性能保証温度

5 〜 40℃

TTT-710用廃液弁（ピンチコック）

7401650U¥35,000

電

AC100 〜 240V

TTT-710用廃液弁（電磁弁）

7401660U¥68,000

プロペラ撹拌ユニット（12、18検体テーブル用）

7401670U ¥130,000

プロペラ撹拌ユニット（36検体テーブル用）

7401680U ¥150,000

源
標準

消費電力

50/60Hz

AC100V 使用時：最大約 60VA
AC240V 使用時：最大約 90VA

オプション AC100V 使用時：最大約 100VA
接続時
AC240V 使用時：最大約 130VA

外形寸法

約440（幅）×409（高）×391（奥）mm (テーブル板未装着時)
約566（幅）×409（高）×507（奥）mm (テーブル板装着時)
約566（幅）×534（高）×507（奥）mm (稼働時最大寸法)

プロペラ撹拌ユニット（60、100検体テーブル用）

7401690U ¥150,000

分析計用設置台（Xシリーズ用）

7451570U¥60,000

本体質量

約 16kg ( テーブル板未装着時 )約 18kg ( テーブル板装着時 )分析計用設置台（AUT-701/801用）

7401710U¥80,000

分析計用設置台（Rシリーズ用）

7401700U¥40,000

本社 169-8648 東京都新宿区高田馬場1- 29 -10
TEL.03-3202-0219●このカタログに記載の価格には、消費税は含まれておりません。
●記載内容については、予告なく変更することがあります。
●ご使用前によく取扱説明書をお読みください。

e-mail:eigyo ＠ toadkk.co.jp
https://www.toadkk.co.jp/

2024 年 1 月作成