■ Speciﬁcations
・Single Channel
Cat. No（Color）

Volume Setting

Volume range（μL） Increments（μL）

00-NAR-2（●Gray）
00-NAR-10（●Pink）

00-NAR-100（●Orange）

Volume Setting

0.00200-NAR-200（●Yellow）

0.5〜100.0100-NAR-1000（●Blue）

Digital Setting

00-NAR-20（●Cream）

Cat. No（Color）

0.1〜2

Volume range（μL） Increments（μL）
20〜2000.2

100〜1000

1500〜5000

51000〜10000

10Digital Setting

2〜20

0.0200-NAR-5000（●Green）

10〜1000.100-NAR-10000（●White）

・Mulch Channel（8ch&12ch）
Cat. No（Color）

Volume Setting

Volume range（μL） Increments（μL）

00-NAR-10M8（●Pink）
00-NAR-100M8（●Orange）

00-NAR-300M8（●White）

Volume Setting

0.01

00-NAR-10M12（ ●Pink）

10〜1000.100-NAR-100M12（ ●Orange）

Digital Setting

00-NAR-200M8（●Yellow）

Cat. No（Color）

0.5〜1020〜2000.200-NAR-200M12（ ●Yellow）

30〜300100-NAR-300M12（ ●White）

Volume range（μL） Increments（μL）
0.5〜100.01

10〜1000.1

20〜2000.230〜3001Digital Setting■ World-class Accuracy & Precision
・Single Channel
Models（Color） Volume（μL） Accuracy（%） Precision（%） Models（Color） Volume（μL） Accuracy（%） Precision（%） Models（Color） Volume（μL） Accuracy（%） Precision（%）
2μL

0.2±12.0*

≦6.0*

1±2.5

≦1.5

2±1.4

≦0.7

1±2.5*

≦1.8*

5±1.5

≦0.8

10±1.0≦0.4（●Gray）
10μL（●Pink）
20μL(●Cream)

2±3.0

≦1.5

10±1.2≦0.6

20±1.0≦0.3

10±3.0≦1.0

50±1.0≦0.3

100±0.8≦0.2

20±1.8≦0.7

100±1.0≦0.3

200±0.6≦0.2

100±1.0≦0.6

500±0.8≦0.2

1000±0.6

≦0.2

100μL
(●Orange)
200μL（●Yellow）
1000μL（●Blue）

5000μL(●Green)
10000μL(●White)500±2.0≦0.6

2500±0.7≦0.25

5000±0.5≦0.15

1000±2.0≦0.6

5000±0.8≦0.2

10000±0.5≦0.15* The AC and CV of NAR-2 at 0.2µL or less and NAR-10 at 1μLor less depend on the sampling skill and the sampling condition
where pipettes are used.
* Each accuracy and precision are the values which come frommeasuring with our compatible tip.

・Mulch Channel（8ch&12ch）
Models（Color）

Volume（μL）

Accuracy（%）

Precision（%）

1±8.0*

≦5.0*

5±4.0

≦2.010±2.0≦1.0

10±3.0≦2.0

50±1.0≦0.8

100±0.8≦0.310μL（●Pink）
10M8 / 10M12100μL（●Orange）
100M8 / 100M12

Models（Color）

Volume（μL）

Accuracy（%）

Precision（%）

20±3.0≦1.5

100±1.0≦0.7

200±0.8≦0.3

30±3.0

≦1.0

150

±1.0

≦0.5

300±0.8≦0.3200μL（●Yellow）
200M8 / 200M12300μL（●White）
300M8 / 300M12* The AC and CV of NAR-10M8 and 10M12 below 1μL depend on the sampling skill and the sampling condition where pipettes are used. * Each accuracy and precision are the values which come from measuring with our compatible tip.

■ Tip/Racked tip（Autoclavable）
Cat. NoSpeciﬁcation

00-BMT2-UT

Bulk tip

00-BMT2-UTWR

Racked tip

Volume range（μL） Q'ty（box） Material
0.1〜1000-BMT2-UTWRB Racked tip（sterilized）
00-BMT2-SG

Bulk tip

00-BMT2-SGR

Racked tip
Bulk tip

00-BMT2-KR

Racked tip

00-BMT2-KRB

Racked tip（sterilized）

96pcs.×10c/s

96pcs.×10c/s

Usable models

2μL、

NAR-2,1010μL

NAR-10M8、
10M12

Cat. NoSpeciﬁcation

00-BMT2-LG

Bulk tip

Volume range（μL） Q'ty（box） Material

00-BMT2-LGR

Racked tip

00-BMT2-LGRB

Racked tip（sterilized）

100〜1000

Bulk tip

00-BMT2-XR

Racked tip

NAR-200M8、200M1200-BMT2-XRB

Racked tip（sterilized）

96pcs.×10c/s

150μL
10μL、50μL、100μL、200μL

NAR-300M8、
300M12

Color

1000pcs

00-BMT2-X

10μL、20μL、 NAR-20,100,200
PP1000pcs
30〜300

Increments

Natural 50μL、100μL、 NAR-100M8、
100M12

1000pcs
2〜20000-BMT2-SGRB Racked tip（sterilized）
00-BMT2-K

Color

1000pcs

00-BMT2-ZS

Bulk tip

00-BMT2-ZSRRacked tip

00-BMT2-ZSRB

Racked tip（sterilized）

100μL、1000μL

96pcs.×10c/s
200本

500〜5000

Increments

PP

Usable models
NAR-1000Natural50pcs.×2c/s

1000μLNAR-5000

1000μLNAR-10000

200pcs1000〜10000

40pcs.×2c/s

PP

Natural＊Painted in■are exclusive tip for 00-NAR-10000.

SingleChannel�pcs

Mulch
Channel�pcsCat. No
00-NAR-STD■ Carousel stand for■ Nozzle ﬁlter

・Can be used for Nichipet Premium series
and NICHIRYO Le.

00-NAR-F15000

・Can be mounted on the stand withattaching a tip (only for Nichipet Air).
Storing capacity
8pcs

Cat. No■ Volume adjustment toolCat. No
00-NAR-AT

Q'ty
1Usable models
00-NAR-5000
00-NAR-10000

Q'ty
10

■ GreaseCat. No
00-NAR-GRS

Q'ty
1Distributor● Nichipet and Nichipet Air are registered trademarks of Nichiryo Co., Ltd.

World class Accuracy & Precision.

Single channel

M u l t i c h a n n e l（ 8 c h & 1 2 c h ）







00-NAR-200M8Lowering weight and reducing stroke loading helps

Multi channel model of 'Nichipet Air'

mitigating fatigue and stress from long time pipetting.

among the worldʼ s lightest pipette

This is the latest model of 'Nichipet' with

with world class Accuracy & Precision.

world-class Accuracy and Precision.
00-NAR-200M12■ Stroke loading comparison with competitors（1000μL）
4.5■ Weight comparison with competitors（10000μL）
200

Competitor A
Competitor B
NPX2-1000
NAR-1000

4.0
3.5146g

2.0116g

1251003.0

NAR-200M8
NAR-200M12100.5g

89.5g

197.1g200191.8g
156.3g

2.0

1.5

150

100

1.050

1.0239.1g

NPMNAR

2.575

1.550
0.5250.55101520025Stroke（mm）

��NAR10000seriesNPX210000

Main body

0.00Competitor Competitor CompetitorABC�feat ures�

NPM-8LPNPM-12LP︵ ︶Weightg︵ ︶Weightg︵ kg︶
Loading2.5︵ kg︶
Loading150■ Weight comparison in ʻNichipetʼ (100μL)
250

3.500-NAR-1000

175

3.00.00■ Stroke loading comparison in ʻNichipetʼ（200μL）

191g

�-�

24810121416182008ch 100μL

Stroke（mm）

�Easy calibration‑70%Pipetting

Volume adjustment by

Up to 70% reduction inthe exclusive jig isstroke load pressure

only have to set the volume

compared with

into the scale marks.

conventional models.

※ This image is 00-NAR-200M8

�-��

Smoothvolume setting

Aspiration&Discharge�Finger rest

independent from
Volume setting

12ch 100μL

�Volume setting rotator isthe push button.

The shape to ﬁt

The volume

the hands based on

can be checked

shift during pipetting.

the ergonomics.

during pipetting.

�Ejector（Only for Single Channel）※ This image is 00-NAR-20

Hyper blower system
Discharge function isprevious model and reduce

Pipette volume

Pipette volume

One-touch removablesigniﬁcantly improved,

the weight as 56% at maximum.

The volume is indicated in multiple positions ,Diﬀerent color depending on the volume.

and can be used

and it eliminates liquid retention

Approximate 70g . Fully autoclavable.

and the volume model can be identiﬁed at a glance.

Single Channels = 8 colors, Multi Channels = 4 colors.

for a thin test-tube.

in the tip during discharge.

* In the case of 00-NAR-1000* Single Channel = 3 positions, Multi Channel = 4 position＊＊

Removable witheasy rotating

Volume indicator

Avoiding the volume�

Operability is improved with slim body.
Keeps the same durability as6* Compatible models＝ 00-NAR-2,10,20,10M8,10M12

��

ObjectPush down

Multi-ﬁt nozzle（Only for Multi Channel）
This function improvesattachment of the tips from the rack.