Full HD HDMI Camera
画面の説明

TC-II Plus

初期画面

画面内各種表示

カメラマークをクリックすると撮影されます。

歯車マークをクリックするとコントロールパネルが表示されます。

ポインターを左端に移動すると表示されます。

設定操作パネル
コントロールパネル
ポインターを右端に移動すると設定操作パネル表示されます。
計測操作パネル
画面内右クリックで計測操作パネルが表示されます。

コントロールパネル

ポインターの移動で各設定パネルが表示されます。

１、撮影
２、コントロールパネルの表示/非表示
３、撮影条件設定＊詳細説明１

設定操作パネル
13、計測・スケールバーの初期設定＊詳細説明４
14、表示画面の左右反転
15、表示画面の上下反転
16、デジタルズーム（拡大ｘ10）＊表示だけの拡大（拡大画像は撮れません）

４、画像調節設定

17、デジタルズーム（縮小）18、ROI（画面内の選択標示、撮影できません）

５、ホワイトバランス設定＊詳細説明２
６、設定条件固定/解除
７、動画の撮影
８、デフォルト復帰
９、保存フォーマット指定
10、現在時刻設定＊詳細説明３
11、言語指定（プルダウンから言語を選べます）
12、バージョン表示他計測操作パネル

19、撮影画像の一覧表示（静止画・動画）＊詳細説明５
20、２画面表示選択（保存画像とLIVEの比較表示）＊詳細説明６
21、格子線表示（縦横任意に表示できます）
22、グラチクル表示＊詳細説明７
23、表示画像のSTILL（静止表示）

24、スケールバー表示/非表示＊詳細説明４
25、＋で位置情報を記録（カウントにも使えます）
26、クロス線を任意に表示
27、各種測定計測項目

初期設定のお願い
10、現在時刻設定＊最初に現在時刻の設定を行ってください。
＊ファイルの保存名に使われます。

28、文字入力表示
29、文字・ラインの詳細設定
30、計測値のExcellソート
31、設定済みスケール選択＊詳細説明４
32、計測の終了（画面上の計測値消去）

BioTools Inc.

www.biotools.jp

明視野画像撮影と動画撮影
ほとんどの明視野画像撮影は、Auto ExposureとAuto WBで撮影できます。
静止画の撮影＊デフォルト設定で表示画像に問題ないようでしたら、マークをクリックで撮影保存されます。

＊同じサンプルを何枚も撮影する場合は、現在の撮影条件を固定するためにして撮影条件を固定してから撮影してください。
（撮影条件が固定されて、均一な画像が得られます）→別のサンプルに変更する時は、をクリック解除してください。

マークをクリック

動画の撮影＊コントロールパネル中盤にあるをクリックすると動画の撮影が始まります。
＊終了するには、もう一度をクリックして撮影終了となります。
＊＊表示画像がおかしくなったり、操作が分からなくなった場合は、Defaultボタンをクリックして初期状態に戻してください。

蛍光画像撮影このカメラは、Auto Exposureの場合はフレームレートを早くするためにGainを上げます。
蛍光撮影の場合は、Gainが高いとノイズが多く発生します。
このためにマニュアル撮影をお勧めします。
とても明るい蛍光画像は、Auto ExposureとAuto WBで撮影できますが、ほとんどの場合はAuto Exposureを解除して行います。
１、明視野の段階でAuto Exposureを解除し、Auto WBからManual WBに変更します。
２、サンプルに励起光源を当てて蛍光観察にしてください。
３、接眼レンズで撮影ポイントを探してください。
４、
フォーカスなどの操作を行うためにGainのスライドバーを右にしフレームレートをかせぎます。
５、Exposureの100ms欄上矢印をクリックしてExposureタイムを上げて蛍光画像を確認します。
６、フォーカスを調節してください。
７、綺麗な蛍光画像撮影のために、Gainを中盤以下に下げてください。
８、Exposureタイムで蛍光画像を調節してください。
９、バックが高い場合は、Contorastのスライドバーで調節します。
10、画像が整いましたらをクリックして撮影完了です。

詳細説明
詳細説明１

３、撮影条件設定
通常はデフォルト設定のAuto Exposureでお使いいただけます。
サンプルが濃い色目の場合は、をクリックして固定してから撮影してください。
もしくは、Auto Exposureで調整してからAuto Exposureのレ点を外して解除すると現在の設定が固定されます。

詳細説明２５、ホワイトバランス設定
通常は、Auto WB（オートホワイトバランス）でお使いいただけます。
＊Manual WBは、自由にホワイトバランスを設定できますが、Auto WBの設定を固定するためにも使えます。
＊Area WBは、選択すると画面に□が表示され大きさと場所を自由に動かしてホワイトバランスを設定するエリアを指定できます。

詳細説明３

10、現在時刻設定＊最初に現在時刻の設定を行ってください。
＊ファイルの保存名に使われます。

詳細説明４

13、計測・スケールバーの初期設定
計測やスケールバーを使用するためにキャリブレーションを行います。
キャリブレーション
１、キャリブレーション用スライド（Stageマイクロメーター）をセットします。
２、カーソルを右に動かして操作パネルを表示します。
３、マークをクリックします。
４、スケールバーとして使いたい長さを始点でクリック終点でクリックします。
５、設定ダイアログが表示されますので各項目を入力設定します。
６、Start Measurementをクリックしてメモリーします。
７、対物レンズを変えて作業を繰り返してください。
以上でキャリブレーションが完了です。
③

⑤

①

②
④

設定項目内をクリックするとキーボードが表示されます。
①実際の長さ ②キャリブレーションテーブルの表示名称 ③単位 ④対物レンズ倍率⑤キャリブレーションの記録

計測操作画面

キャリブレーションテーブル

スケールバーの表示
１、画面を右クリックして計測操作画面を表示します。
２、Set Scaleをクリック、キャリブレーションテーブルから表示したいスケールを指定します。
３、計測操作画面の一番上Scale Barをクリック、スケールが表示されます。
４、もう一度Set Scaleをクリックするまで表示されます。
５、対物レンズを変える場合は、スケールバーを再設定してください。
＊スケールバーは、長さを変更できないため、使いたい長さを登録します。
＊同じ対物レンズでも、使いたいスケールバーの長さが複数ある場合は、長さごとに複数登録してください。
計測・測長
１、画面を右クリックして計測操作画面を表示します。
２、Set Scaleをクリック、キャリブレーションテーブルから使用対物レンズの設定を選びます。
３、計測操作画面の測定項目から測定したい項目を選びます。
４、測定は始点でクリック、終点でクリックします。
５、同一画面で測定項目を変更しることができます。
６、測定画面を保存するには、カーソルを左に移動してで撮影します。
７、測定データをExcellシートにExport Resultsからソートできます。
８、計測操作画面のExitをクリックすると全ての測定データが消去されます。
＊スケールバー表示と測定を行う場合は、スケールバーを先に表示します。
＊Settingのプルダウンからフォントやラインの設定変更を行えます。

詳細説明５19、撮影画像の一覧表示（静止画・動画）
設定操作パネルのをクリックして保存画像の一覧表を表示できます。
＊画像をクリックすると画面いっぱいに拡大表示されます。
＊動画も一覧にあり、再生することもできます。
＊画像2枚を選択して比較し、で撮影することができます。
→表示された画像はドラックして表示位置を変えることができます。
ページ送り・戻しポインターを画面下に合わせると表示されます。

詳細説明６

指定画像の削除
比較表示 クリックして画像を２枚選択
もう一度クリックして表示Live画像へ戻る

20、２画面表示選択（保存画像とLIVEの比較表示）

保存画像
Live画像設定操作パネルのマークをクリックして比較画像選択画面をだします。
＊保存画像からLive画面と比較する画像を選択します。
→表示された画像はドラックして表示位置を変えることができます。
保存画像

Live画像

比較した画面をで撮影保存することができます。
終了するには、ポインターを下に合わせて、表示されたをクリックします。

詳細説明７

22、グラチクル表示
設定操作パネルのをクリックしてグラチクルを表示できます。
＊グラチクル十字を表示した場合は、撮影画像に反映されます。
＊終了するには、もう一度をクリックします。

接続とセットアップ
配線図

パイロットランプ
赤：通電 青：稼働中

USB端子
マウス接続

SDカードスロット

モニターブラケット固定

HDMI端子モニター接続電源端子
ACアダプター接続

Full HD HDMIカメラ TC-II Plus 11.6インチモニターセットには、スタンド兼用カメラ固定ブラケットが付属します。
環境に合わせてモニターを設置することができます。
付属のブラケットは、モニタースタンド・カメラ固定ブラケットの他に実験台の棚に固定することも可能です。

モニター付きカメラ仕様

ON/OFFスイッチ

モニタースタンド例

カメラ固定