新製品のお知らせ

暫定版

日本製
MADE IN JAPAN

サーミスタ温度計
HT-T/HTL-T

B2 定数対で式
方算
演の独自
度精換
14,10000
高い変＊サーミスタは付属しません。
お客さまにてご用意ください。

工場出荷時
時
設定変更
対応

演算数 近似

LED
緑LED
緑タイプ

円〜

表示無しタイプ
しタイプ
HTL-24T

HTL
HTL-2401T
2401T
40ms- 出力更新

HT 2401T
HT-2401T
1ms- 出力更新

B1定数演算より精度良く変換します。
ココリサーチ独自の B2 定数対数近似演算で、変換精度の例

B2 定数対数近似演算の場合

B1定数演算の場合
B1
定数演算の場合＊左記の変換精度はB2、B1とも抵抗測定誤差±0.02％FS@23℃を含まず± 0.05 % rdg 以内±0.5 % rdg 以内±3 % rdg 以内

0℃〜 150℃

0℃〜 100℃

100℃〜 150℃＊＊

抵抗測定誤差±0.02％ FS@23℃＊

社内計測データ
芝浦電子製PB-43使用
工場出荷時設定の場合

軽量60g・小型
DINレール取付タイプ

16bitアナログ出力

制御盤内の変換器用途にデジタル通信でデータ管理 CAN・RS-485

HT-2431T

CAN・アナログ 同時出力

HT-2451T

BCDより配線数を劇的に減らせるCANデジタル通信とアナログ出力の2系統接続で、システムの安全性向上

前面防水パッキン付属・
後面 USBタイプ HT-2411T

USBで設定値を安全管理
設定値を保存・照合、USB給電でも動作充実の平均化機能
最大99の移動平均数で、応答良く安定した制御多CH対応

DCフリー電源 HT-T :DC+7 〜 60V ／ HTL-T :DC+7 〜 30V

速度計や電圧計なども組み込んだ、多CHタイプもご提案可能

取外し・取付け工程短縮*下記ラインナップの計測が可能

例：6CH 計測器

作業性・安全性に配慮

専用PCソフト(無償)で計測管理・ロギング
取付けフック

事前にコネクタへ配線し、取付 [プラグコネクタ]

LINKSHIP

CSVデータロギング
CSVデータロギング
LINKSHIPやPCなしで設定できるプログラムローダ（設定器）
もご用意

オプション

スプリングロック式

M2スクリュー式

ラインナップパネルサイズ48×96DIN
24×48DIN

NEW

出力更新速度※データロギングはできません。

48×96 DIN

24×48 DIN

パネルサイズ

パネルサイズ

PL-5A
（別売）

NEW

シリーズ CAN変換器 サーミスタ

0.1ms / 1ms / 2ms 〜 (機種別) EX48
0.1ms / 1ms / 2ms 〜 (機種別) EX24
40ms 〜：ローコストタイプ
EXL24

設定値管理

熱電対

測温抵抗

電流

電圧

抵抗

速度

周波数偏差

--HT-4801

HT-4801R

PSA-4801

PSV-4801

RR-4801SPD-4801

TQ-4801

CAN-2401

HT-2401T

HT-2401

HT-2401R

PSA-2401

PSV-2401

RR-2401SPD-2401

TQ-2401

CANL-2401

HTL-2401T

HTL-2401

HTL-2401R

PSAL-2401 PSVL-2401

RRL-2401

SPDL-2401

TQL-2401

7seg 5桁（文字高9mm）赤 消灯可/ 緑オプション（HT-Tのみ）【機種を選択】-19999 〜 99999 オーバー表示：OL ／ゼロ表示：リーディングゼロサプレス
1点 電源／制御より選択
1：□□□□.□ - 4：□.□□□□ プログラムモードで設定
0：□□□□□小数点なし、0.3秒（0.1 - 9.9秒で設定可能）
1 - 9回
表示精度 20ppm±1digit@23℃【USB通信部】
USB通信仕様
USB通信機能
出力更新時間USB2.0：USB仮想COMによるシリアルポート通信230.4kbps
設定値の書込・読込／測定値連続出力
HT-T：1- 9999ms ／ HTL-T：40 - 9999ms 1ms単位で設定

0-10V ／ 0-5V ／ ±10V ／ ±5V ／ 4-20mA 【機種を選択】
DAC変換方式
16bit（各レンジにおいて 50,000以上）
電圧出力 4.7kΩ以上
電流出力 300Ω以下
電圧出力 ±0.1％ of FS@23℃ 電流出力 ±0.1％ of FS@23℃±200ppm ／℃ 以下
フルスケール、ゼロスケール設定で任意のスケーリング可能
HT-T：1- 9999ms ／ HTL-T：40 - 9999ms 1ms単位で設定
1ms以下（0 →90％）応答【コンパレータ（警報）出力】
出力数
2点
出力形態
絶縁型無接点出力（フォトモスリレー）出力回路：極性なし
コンパレータ動作条件がONの時、COMP-COM間抵抗値：50Ω以下
定格
AC / DC280V 100mA max（抵抗負荷）／ ON 抵抗：50Ω以下
出力論理
極性付で比較
以下： 比較値以下で出力ON ／比較値以上でOFF以上： 比較値以下で出力OFF ／比較値以上でON
範囲内：設定範囲内でON ／範囲外でOFF
範囲外：設定範囲外でON ／範囲内でOFF
更新時間
アナログ出力更新時間の設定による 応答時間1ms(max.)■外形寸法図[ 2401タイプ ]【一般事項】
電源電圧は標準仕様（※は省略できます）

79

ピッチ70以上

他の仕様もご相談ください

HT □-24 □□T □-□□-□□
出力更新※ 1ms 〜
L 40ms 〜

485924■端子接続図1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AN OUT アナログ出力
CH1,CH2 警報（コンパレータ）
出力1, 2
内部共通 3 通信用 6 アナログ出力・制御入力用
＊1
内部絶縁
＊2

アナログ出力 + CAN/
アナログ
アナログ
アナログ CAN/追加制御 出力 +CAN/
Modbus/ 警報 2 点 出力 +(コンパレータ)
Modbus/ Modbus/
表示のみ 出力
入力
RS-485+追加制御
2
警報点(コンパレータ)
RS-485 RS-485
入力
警報 2 点端子

放熱を妨げぬよう、本体周辺をふさがないでください。
（放熱スペースを確保ください）

使用環境温度：−10℃ - ＋50℃

48

電源入力 −[0V]
注：AC 電源では動作しません
電源入力 ＋[DC＋7 〜 60V, ※HTL は〜 30V]
NC
COM*2CH1
GND*1
NC
追加制御入力 1CH2DATA−（LO）
NC
追加制御入力 2DATA＋（H I ）
COM*2
GND
CH1
GND*1
GND*1
CH2
NC AN OUT NC
AN OUTNC AN OUT NC AN OUT
2
COM*制御 CTL1
制御 CTL1
サーミスタ入力 COM
サーミスタ入力 INPUT

使用可能電線2
単線φ0.5-1.2（AWG24-16）／ 撚線 0.3-1.25mm（AWG22-16）
素線径 φ0.18以上／標準裂き線長10mm

24仕様 標準 /12345678910[ 2451タイプ ]51.8

製品のお問合せ：サポートセンター

本社03-3382-1410 平日 9: 30 - 17: 30
support-coco@cocores.co.jp
TEL.03-3382-1021

FAX.03-3382-1200〒164-0011 東京都中野区中央 3-40-4 新中野ココリサーチビル

営業所
研究所

愛知（ 豊 川 市 ）／ 大 阪（ 大 阪 市 ）／ 東 関 東（松戸市）

2024.2 改訂版
PRINTED IN JAPAN

ホームページ

https：//www.cocores.co.jp/

CAT.NO.531

東京（中野区）[ 2431タイプ ]72※本品が安全で正常に動作するように、通気がよく温度管理の行き届いた場所でお使いください。
使用環境の動作時の温度は室内温度よりも常に高くなり、周囲の機器構成によって異なります。
必ず、使用環境温度を確認してから設置してください。
※本品は外気が本体下部から入り、内部の熱気が上部から排出されます。
このため本体の周囲には通気できる適度な伱間が必要です。通気用の開口部をふさがないようにしてください。
※改良などの理由により予告なく仕様・外観を変更することがありますのでご了承ください。
※本品をご使用になって、本品の不調あるいは本品自体に起因する二次的災害発生の可能性があるときは、必ず別の技術手段による保全対策を併用してください。
※本品は、各所に新しい思想の特許が含まれています。
お買い求めはTEL.
E-mail245255

本体後部111.2

表示器色 端子台(プラグコネクタ)
オプション1 オプション2
アナログ出力 デジタル通信 ※ 赤※ スプリングロック式
※ なし
※ なし
G 緑＊5 J04 M2スクリュー式
計測範囲＊4 E1 0 - 10V S01 CAN
4R4 0-40kΩ E5 0 - 5Vタイプ
S02 Modbus RTU＊1＊1 準備中0 前面USBR1 ±10V
S03 RS-485＊2 3点以上は準備中
1 後面USB・前面防水
R5 ±5V
D2 追加制御入力＊3 取付けフックなし
3 表示器あり・
I1 4-20mA＊4 計測範囲は順次追加
コンパレータ出力
DINレール取付具付＊3＊5 HTLは赤のみです
5 表示器なし・
C1 1点＊2 C2 2点＊2B
出力オプションなし
DINレール取付具付＊3

盤 推奨板厚：0.5 〜 9 mm

DINレール取付面

CH数
1 1CH

前面パネル部 2■型式選定【パネルカット／設置寸法】
45.0 ＋0.6
0HT-T：DC＋7 〜＋60V ／ HTL-T：DC＋7 〜＋30V（逆接保護有）USBホストでの給電：5V
消費電力
3W以下
アイソレーション 電源／サーミスタ入力／その他の入出力
耐電圧電源／サーミスタ入力／その他の入出力：各端子間 DC500V 1分間
質量約60g
使用温湿度範囲 −10℃〜＋50℃／ 35 〜 85%RH（但し、結露無き事）

ピッチ 30 以上【表示部】
表示器（数値）
表示範囲
インジケータ
小数点位置
表示更新時間
表示移動平均数【アナログ出力】
出力信号
D/A 変換方式
出力分解能負荷抵抗
出力精度
温度変動
出力スケーリング
出力更新時間演算後応答時間98

ΔΣ積分方式
1 - 99（表示移動平均数は1- 9）
標準機能1点ホールド（現在値・最大値・最小値・変動幅最大値）ゼロシフトから設定（ホールド入力、外部制御入力)
ゼロシフト機能：現在の入力レベルを計測のゼロ基準値として設定
設定方法
1点 GNDに短絡でON 、開放でOFF（ホールド機能を設定）
追加制御入力 2点 GNDに短絡でON 、開放でOFF（入力別にホールド機能を割付設定）
設定値記憶
不揮発性メモリ（EEPROM）

通信機能
設定項目
出力更新時間CAN2.0B 10k ／ 20k ／ 50k ／ 100k ／ 250k ／ 500k ／ 1M bps
フォーマット（INTEL ／ MOTOROLA）とフレーム（11bit ／ 29bit）は設定可能
設定値の書込・読込／測定値連続出力
CAN送信ID、CAN受信ID
HT-T：1- 9999ms ／ HTL-T：40 - 9999ms 1ms単位で設定

79

【演算部】
動作方式移動平均数
制御入力
設定内容

【CAN】
通信仕様

前面パネル部 2

1点 サーミスタ（NTC)40kΩ 測定範囲0Ω〜 40kΩ
最小分解能 1.5Ω
3.3V 測定電流 50uA
±0.02％ FS@23℃（抵抗測定誤差含まず：芝浦電子製PB43使用、工場出荷値設定の場合）
0℃～ 100℃ ±0.5%rdg 以内 100℃～ 150℃ ±3%rdg 以内
0℃～ 150℃ ±0.05%rdg 以内

サーミスタ温度計 HT-T / HTL-T■オプション

22.2＋0.30

暫定版

サーミスタ温度計（40ms-出力更新）
HT-2401T（1ms-出力更新）／ HTL-2401T

DINレール取付面

名称型式
【入力部】
入力信号
測定レンジ
開放電圧
抵抗測定誤差変換精度
演算式B1演算式B2106■共通仕様