0520メルトフローレイタ
Melt FIow Rater☆ 全 自 動 タ イ プ ☆

0520 メルトフローレイタ
用途

ISO、JIS、ASTM規格を参考に設計された成形性を評価する試験機で、主に熱可塑性プラスチックの製品開発や品質管理などに幅広く使用されています。
試料の供給から清掃まで自動化した全自動のメルトインデックサ（MFR・MVR測定機）です。

シリンダー、オリフィス
掃除用ピストン

炉体掃除ユニット

試料カップ

ピストン掃除ユニット

D-M Melt FIow Rater
特長

１． 試料の供給、測定、掃除、データ収集などの多くのプロセスを全自動で実行できます。
2. 煩雑な作業が無くなりますので、測定者の操作性・安全性が向上しました。
3. 全自動で測定するため、再現性や精度が向上。測定者の個人差を解消できます。
4. 一度に最大４０個までの試料を連続で測定できます。（標準は１０個）
5. 卓上型のコンパクトサイズのためスペースを取りません。
6. Ａ法（質量測定法）とＢ法（移動距離測定法）の測定ができます。
※Ａ法はオプション

7. 荷重変更機構が装備されていますので、測定者の負担が軽減され、安全性が向上しました。
※D-Mはオプション、21.6kg仕様D-HLは標準付属

ピストン清掃ユニット大容量仕様

炉体掃除ユニット大容量仕様

A法自動測定装置

フロー
試料カップセット
試験条件入力
試験開始
ピストン予熱

全自動

試料投入
試験

Ａ法重量測定※オプション

ピストン掃除データ収集

シリンダー掃除

データ印字

オリフィス掃除終了

データ処理画面仕 様型 式
試料テーブル
試料カップ
温度範囲
温度指示
測定機構
設定可能条件D-M
1サイクル最大１０試料
装置測定部にセットします
標準カップ１０個付属
容 量 ： 約6g （比重0.92のLDPEペレットでの参考値）
１００.0～３００.0℃
PCによる任意設定可能
０．１℃表示、本体及びPCのディスプレイに表示
試料投入から試験終了までの一連動作を自動で実施
・B法
時間測定：0.1～999.9s、測定回数1回
距離測定：JIS/ISO １．００ｍｍ、４ｍｍ、２５ｍｍ、測定回数1回ASTM
６．３５ｍｍ、２５．４０ｍｍ、測定回数1回
FREE
0.1～25.00mm、測定回数1～5回※※測定距離と測定間隔の合計が25mm以下となる範囲で任意

試験荷重

炉体
炉体掃除ユニット

オリフィス
オリフィス掃除ピストン
ピストン掃除ユニット

データ処理装置（専用ソフト）

安全装置
電源
エアー源
参考規格
機体寸法
質量・A法
全自動（オプション）
・その他
予熱設定時間： 1～999s
中間停止位置： スタート点より1～80mm
中間停止時間： 1～999s
溶融密度： B法測定時、MFRを自動算出する場合に使用
炉体掃除回数： 1～9回ピストン掃除回数 ： 1～9回
０．３２５ｋｇ、２．１６ｋｇ、５．０ｋｇ、１０．０ｋｇ（他はオプション）
荷重選択 ： ウエイトによる積上げ式（手動）材 質 ： SACM645
シリンダー内径 ： Φ9.55mm
専用ガーゼ ： 55mm×55mm 最大100枚セット
片面フィルム付材 質 ： 超硬寸 法 ： 長さ８ｍｍ、 外径９．５ｍｍ、 内径２．０９５ｍｍ
掃除用キリユニットにより清掃
材 質 ： S50C
装置測定部
専用ロールガーゼ（薄手）1ボビン分の巻きガーゼで、ピストン20回以上清掃可能
予備ボビン（小）10個付属
試験条件： マスター登録 500件
（A法、B法各500件、A法測定はオプション）
品名マスター： 700件
測定データ保存件数 ： 3000件
P C： OS Windows（office含まず）
ディスプレイ、プリンター付
非常停止スイッチ、カバースイッチ付正面扉、過昇温防止装置、パトランプ（赤色一灯）、エラーブザー（ON/OFF切替）
単相 ＡＣ１００Ｖ ５０/６０Hz １５Ａ
０．５～0.7ＭＰａ （Φ6mmワンタッチ継手）
ＩＳＯ １１３３-１ 、 ＪＩＳ K ７２１０-１ 、 ASTM D １２３８
約W９6０×D68０×H１350ｍｍ
約３２０ｋｇ（ウエイトを除いた重量）※自動運転を行う試験片につきましては、事前のお打合せと確認が必要です。

オプション
試料テーブル及び試料カップ

40個掛け標準

試料テーブル及び試料カップ

型 式 カップ数

試料カップ

容 量

設置位置

１０個掛け（標準カップ）

標準10標準カップ

約6g

装置内部

１０個掛け（ロングカップ）

D-10Ｌ

10ロングカップ

約9g

装置内部

２０個掛け（標準カップ）

D-20S

20標準カップ

約6g

装置天板上

２０個掛け
（ロングカップ）

D-20L

20

ロングカップ

約9g

装置天板上

４０個掛け
（標準カップ）

D-40S

40

標準カップ

約6g

装置天板上

４０個掛け
（ロングカップ）

D-40L

40

ロングカップ

約9g

装置天板上※掃除ユニット大容量仕様【オプション選択可能】
ピストン掃除ユニット大容量仕様（型式D-PCL）
炉体掃除ユニット大容量仕様（型式D-FCL）

標準付属※容量は、比重0.92のLDPEペレットでの参考値※装置天板上に設置の場合は、機体寸法：約W９6０×D68０×H１470ｍｍ

ピストン清掃ユニット大容量仕様

型式 D-FCL

ピストンの連続清掃回数を多くした仕様。
標準本体（試料テーブル１０個掛け仕様）のみ選択可能。
試料テーブル20個掛け、40個掛けには標準付属しています。
専用ロールガーゼ（厚手） 1ボビン分の巻きガーゼで、ピストン80回以上清掃可能。
予備ボビン（大）3個付属
機体寸法 ： 約W９6０×D68０×H１470ｍｍ※装置天板上の左側にガーゼセットユニットが追加になります。

炉体掃除ユニット大容量仕様

型式 D-FCL

炉体の連続清掃回数を多くした仕様。
標準本体（試料テーブル１０個掛け仕様）のみ選択可能。
試料テーブル20個掛け、40個掛けには標準付属しています。
専用ガーゼ ： 55mm×55mm 最大２00枚セット（片面フィルム仕様）

オプション
荷重変更機構型式 K

標準本体（試験荷重１０ｋｇ仕様）のみ選択可能。
21.6kg仕様（型式D-HL）には標準付属しています。
予めセットしたウエイト（１組３セット）の中で、条件に合わせて試験荷重を自動で切替できます。

２１．６ｋｇ仕様

型式 D-HL

試験荷重 ： ２．１６ｋｇ、１０．００ｋｇ、２１．６０ｋｇ （他はオプション）
荷重変更機構付
機体寸法 ： W960mm×D680mm×H1470mm

A法自動測定装置

型式 D-M-A

一連の測定を自動化
試料回収⇒質量計測⇒測定結果算出⇒廃棄箱に試料廃棄設定可能条件：JIS/ISO 1.0～999.9s、測定回数1～3回
ASTM
1.0～999.9s、測定回数1～3回
TIME
1.0～999.9s、測定回数1～3回※TIMEモードは設定したカットスタート時間でカット動作を開始するモードです。
※測定データ（MFR）によっては測定回数が1回になることがあります。

追加機構 ：試料回収機構
質量計測用天秤ユニット
廃棄試料受け箱 離型剤吹付装置付
機体寸法 ：約W400×D550×H600mm （本体左側へ別置）※本体前面より約200mm手前に設置となります。
※測定する樹脂、試験条件によっては対応できないことがあります。

ドライ空気式乾燥ユニット

型式 D-A

試料テーブル部にドライエアーを供給するユニット
電 源 ： AC100V 50/60Hz 5A（別電源をご用意ください）
機体寸法： （別置）約W550mm×D400mm×H450mm※乾燥機等で乾燥させた試料が再度吸湿することを防止するための機能であり、 単体で試料を乾燥させる機能ではありません。

専用架台（A法自動測定装置無し用）

型式 D-F

アルミ製専用架台
装置本体と連結方式
機体寸法 ：約W１０６０×D８２０×H１７７０ｍｍ ４００ｋｇ

専用架台（A法自動測定装置付き用）

型式 D-FA

アルミ製専用架台
装置本体と連結方式
機体寸法 ：約W１５００×D８１５×H１８９０ｍｍ ４２０ｋｇ※A法自動測定装置の有無により選択

楊枝式オリフィス掃除器具
楊枝：3パック付属

関連製品

型式 YG

関連製品
0521

セミオートメルトインデックサ 4AＳｅｍｉ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｍｅｌｔ Ｉｎｄｅｘｅｒ☆ 半 自 動 タ イ プ ☆

0521

メルトインデックサ G-02
Ｍｅｌｔ Ｉｎｄｅｘｅｒ☆ 手 動 タ イ プ ☆

材料試験機の総合メーカー
本社・東京支店〒114-8557

東京都北区滝野川5-15-4

ＴＥＬ03-3916-8181ＦＡＸ03-3916-8173

大阪支店〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-14ｰ35（中央社ﾋﾞﾙ）

ＴＥＬ06-6386-2851

ＦＡＸ06-6330-7438

名古屋支店〒461-0003

ＴＥＬ052-933-0491

ＦＡＸ052-933-0591

名古屋市東区筒井3-30-12（森ﾋﾞﾙ別館）● https://www.toyoseiki.co.jp/
https://www.youtube.com/@Toyoseiki_Seisaku-sho_Ltd●記載内容は改良のため変更することがあります

2024.01