TEMPERATURE MEASUREMENT OF SPACE ENVIRONMENT WITH MECHANICAL THERMOMETERFOR THE TANPOPO MISSION

Hirofumi Hashimoto1,2, Eiichi Imai3, Hajime Yano1,2, Shin-ichi Yokobori4 and Akihiko Yamagishi4
1
Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 3-1-1 Yoshinodai,Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa 252-5210, Japan
2
The Graduate University for Advanced Studies, Shonan Village, Hayama-shi, Kanagawa 240-0193, Japan
3Nagaoka University of Technology, 1603-1 Kamitomioka, Nagaoka-shi, Niigata 940-2188, Japan4Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences, 1432-1 Horinouchi, Hachioji-shi, Tokyo 192-0392, Japan
E-mail: hashimoto.hirofumi@jaxa.jp(Received: October, 1, 2019 Accepted: October, 29, 2019)

宇宙曝露と宇宙塵・微生物の捕集を目的とした日本初のアストロバイオロジー実験である。ミッションに用いられる供試体は、国際宇宙ステーション(ISS)日本実験棟「きぼう」(JEM)の船外実験プラットフォーム(EF)上の簡易曝露実験装置(ExHAM)に取り付けられ、宇宙環境に曝露された。また、ミッションでは、有機物や微生物試料を反地球方向の宇宙環境に曝すための容器の集合体である曝露パネルが使用された。曝露実験期間中の曝露パネルの最高温度が80℃を超えると生物試料に影響を与えるので、それを確認する必要がある。これがミッション要求である。曝露パネルの温度は、太陽光の照射、接触しているExHAMからの熱伝導、周囲の機器からの熱放射に依存するが、ISSの巨大な太陽電池パネル等による遮光、JEM-EF上の熱環境、曝露パネルの表面形状の複雑さから、単純には予測できず、他のミッションの温度情報もほとんど参考にならない。
よって、曝露パネルの温度は独自に測定する必要がある。一般的に、温度測定は熱電対により温度を電気的に測定し記録する簡便かつ信頼性の高い方法が用いられるが、曝露パネルが設置される環境では低温のため電池が使用できない。さらに、ExHAMには電気的インターフェイスがないため、非電気的な温度計および測定方法を開発する必要があった。
そこでバイメタルを用いた機械式温度計を開発し、これを曝露パネルに取り付けて、JEMの船外カメラからビデオ撮影し、そのビデオ画像から温度を読み取るという方法で温度測定を行った[4]。この温度計は当初3ヶ月と設定された設計寿命をはるかに超えた3年以上の間、動き続け、運用を終えて地上に帰還した。本論文では、この温度計の軌道上運用、設計と構造、宇宙環境曝露前後の比較、温度測定結果と考察について報告する。これらはISS軌道上で行われたアストロバイオロジー実験の記録と結果であり、非常に貴重なものである。

Abstract
Temperature of space environment was measured withthe mechanical thermometer using a bimetallic strip coilfor the Tanpopo mission. The Tanpopo mission was amulti-year passive exposure experiment for astrobiology
exposure and micrometeoroid capture on board theExposed Experiment Handrail Attachment Mechanism(ExHAM) at the Japanese Experiment Module ‘Kibo’(JEM) Exposed Facility (EF) on the International Space
Station (ISS). Since its microbial exposure experimentrequires recording the maximum temperature that theTanpopo exposure panel senses, we have developed amechanical thermometer with no electric power
supplied from the ExHAM. At a given time and orbital
position of the ISS, the thermometer indicator wasvideo-imaged by the extravehicular video camera
attached to the JEM-EF. With these images analyzed,
we were able to derive the maximum temperature of theexposure panels on the space pointing face of theExHAM as 29±5℃. Furthermore, the thermometerendured use more than three years and demonstrated
that the durability was particularly superior.
Key words: Temperature measurement, Mechanicalthermometer, Bimetallic strip, Tanpopo, ISS, JEM, EF,
ExHAM

たんぽぽミッションでの機械式温度計による宇宙環境温度測定
橋本 博文1,2、今井 栄一3、矢野 創1,2、横堀 伸一4、
山岸 明彦41
宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所
252-5210 神奈川県相模原市中央区由野台3-1-1
2
総合研究大学院大学
240-0193 神奈川県三浦郡葉山町（湘南国際村）
3
長岡技術科学大学
940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1
4
東京薬科大学
192-0392 東京都八王子市堀之内1432-1
hashimoto.hirofumi@jaxa.jp

2.

温度計の軌道上運用
温度計は他のたんぽぽ供試体とともに、日本時間
2015 年 4 月 15 日に米国ケープカナベラル空軍基地よりスペース X 社商用補給機 6 号機ドラゴン(SpaceX-6

1. 緒言
たんぽぽミッション[1,2,3]は、有機物・微生物のViva Origino 2019, 47, 4© 2019 by SSOEL Japan1Viva Origino 2019, 47, 4Fig. 1 (a) Tanpopo mission was conducted on board the Exposed Experiment Handrail Attachment Mechanism (ExHAM) at theExposed Facility (EF) of the Japanese Experiment Module ‘Kibo’ (JEM) on the International Space Station (ISS). (b) This
photograph is the exposure panel installed on the ExHAM to see from the Pressurized Module of Kibo. The exposure panel ismounted such that it is embedded underneath the top surface (space pointing face) of the ExHAM.

Dragon CRS-6)で ISS へ向けて打ち上げられた。その後、5 月 14 日に JEM 船内で ExHAM に取り付けられた。ExHAM は、宇宙飛行士が船外活動の際に使用するハンドレールに供試体を取り付けて曝露実験を行うためのアタッチメントツールである。その後、
ExHAM は 5 月 26 日にエアロックから船外へ搬出され、ロボットアームにより EF 上のハンドレールに固定された。図 1 (a) に「きぼう」の船内実験室（与圧部）と EF および ExHAM の設置位置（黄色の丸）を示す。船内実験室の方向（赤い矢印）から見た ExHAMを図 1 (b) に示す。上面の曝露パネルと温度計の表示板が見える。
温度計の曝露運用記録を表1に示す。初めに3枚の曝露パネルがExHAMに取り付けられ、曝露開始からおよそ1年後、2年後、3年後に1枚ずつ回収し、地上に帰還後、解析される。2018年7月20日に最後に回収された曝露パネルには、温度計が一体化するように取り付けられていた。つまり、温度計は通算1126日の期間、宇宙環境に曝露されていたことになる。
Table 1

ユニットは台座にボルトで固定されている。ユニットや台座はアルミニウム合金（超々ジュラルミン）製で熱伝導は良く、曝露パネル全体が短時間で平衡温度に達するように設計されている。アルミニウム製部品の宇宙環境に露出する面は腐食を避けるためアルマイト処理が施されている。温度計の測温部
は直径6 mmの円柱状で、曝露パネルのユニットの一部や台座と密着するように曝露パネル内部で強固に固定され、曝露パネルの温度を測定できる。このように曝露パネルと温度計が結合された状態で軌道上のISSへ輸送された。
温度計表示部（110 mm×70 mm×8.5 mm）を正面から見た写真を図2 (c) に示す。この表示部は本体がアルミニウム合金（超々ジュラルミン）製で、これにステンレス製の表示板が皿ネジで固定してある。表示板には温度指針の一部だけを見ることができるように、幅12 mmの三日月状のスリットが切られている。さらに、後に解析時に画像処理を行うた
めの黒く塗りつぶした円が描かれた金属製EVAラベル（黒丸）が6枚貼られている。本体下部にはExHAMへ固定するための2本のボルトが本体から抜け落ちないように取り付けられている。温度指針が万一可動範囲を超えた場合に破損しないように、本体の天井部分が開放されている。曝露パネルを除いた温度計単体の質量は159 gである。

Tanpopo thermometer exposure record.

4.

測温部の構造温 度 計 に 使 用 し た バ イ メ タ ル は 米 国 Engineered
Materials Solutions社製で、高膨張金属（22 %Ni, 3 %Cr,残Fe）と低膨張金属（36 %Ni, 残Fe）を組み合わせたものであり、その仕様を表2に示す。また、測温部の写真および内部構造を図3に示す。帯状バイメタル（長さ90 mm × 幅1.5 mm × 厚さ0.18 mm）を7巻半のらせん状に加工したバイメタルコイルが保護管に収められており、一端は保護管の端部に、他端は温度指針の軸にそれぞれ固定されている。このバイメタルコイルが温度変化により緩締することで軸を回転3.

温度計の構造温度計が取り付けられた曝露パネルを上面（曝露面）から見た写真を図2 (a) に、斜め上前から見た写真を図2 (b) にそれぞれ示す。曝露パネル（100mm×100 mm×19.5 mm）は、有機物、微生物などの試料や線量計を内包した20個の独立したユニット（25 mm×20 mm×11.5 mm）から構成され、各々の2

Viva Origino 2019, 47, 4Fig. 2 (a) The mechanical thermometer is attached to the Tanpopo exposure panel which contains twenty units. Microbes,organic compounds and dosimeters for exposure experiment are enclosed in these units. Dimension of the exposure panel is 100mm×100 mm×19.5 mm while it is 25 mm×20 mm×11.5 mm for each unit.
(b, c) The mechanical thermometer consists of an indicator and a temperature sensor. The indicator is comprised of an aluminumalloy body and a stainless steel panel in which a U-shaped slit was cut. The temperature sensor is made of a stainless steel pipe.
The pointer is connected to the shaft in the pipe. The mass is 159 g.
Table 25.

Specification of the bimetallic strip

させ、その回転角を温度指針で読み取り温度に変換する。
軸をステンレスで製作した場合、通常、軸受け部分はより硬度が低い黄銅で製作するが、宇宙環境での耐性を考慮して軸受け部分もステンレスで製作し、固体潤滑剤を樹脂に配合した塗料を加熱乾燥させて潤滑塗膜を形成した。塗料はサンエツ潤滑社製OM
MR#211で、二硫化モリブデンMoS2を主成分とし特殊樹脂を配合した天然の輝水鉛紘を高純度（99.9％以上）に精製したものである。塗装工程は2段階あり、まず1回目の塗装で1～2µmの膜厚にして10分の乾燥後、2回目の塗装で2～5µmの膜厚にし、180℃で焼き付け乾燥を30分行った。

3

温度計設計と温度校正
たんぽぽミッションからの要求は、「曝露パネルの最高温度が多くの微生物が死滅する80℃を超えないことを確認する」ということであり、高い温度精度は必要なく5℃もあれば十分である。また、事前の温度シミュレーション結果から曝露パネルの軌道上定常時解析予測温度範囲は–115.0～32.8℃で変化することが予測されていた。マージンを十分にとり測定温度範囲は–140～90℃とする。よって、要求される温度計の設計仕様は、「温度範囲：–140～90℃、精度5℃」である。
軸受け部分の材料を軸と同じステンレスに変更して固体潤滑処理を施したが、実績がないので十分に耐久性があることを温度サイクル試験により確認しなければならない。ISSの公転周期は約90分なので、最も過酷な条件を仮定すると、90分で–115.0～32.8℃の温度サイクル試験を約1年間行う必要がある。しかし設備や時間に制限があるため、小型冷凍機とヒーターを組み合わせた自作の温度サイクル試験機により、90分で–80～80℃の温度サイクル試験を3ヶ月間実施して温度計軸受け部分の耐久性を確認した。この試験から稼働実績による保証寿命は3ヶ月となる。また
これ以外に宇宙用実験供試体としてNASAによって定められた規格（SSP 50835 Revision D）による機能・性能試験、減圧試験、振動試験を実施した。
設計仕様では測定温度範囲は–140～90℃であり、そのときの振れ角は160°になる。温度計表示部のス

Viva Origino 2019, 47, 4Fig. 3 Photograph and Internal mechanism of the thermometer is shown. There is a bimetallic strip coil in the pipe. One end of thecoil is fixed to the shaft and the other end of the coil is fixed to the edge of the pipe. It turns the shaft that the coil loosens andfastens by a temperature change. We can read the temperature from the pointer angle.

リット開口角はさらにマージンを考えて180°としてフライトモデルを製作し、図4のように表示部の指針の角度A（°）、そのときの温度T（℃）を定義して温度校正を行った。表示部のスリットの内側にある黒丸は大よそ0°，60°，120°，180°の目盛位置である。
温度測定は3回行い再現性を確認した。指針の角度と温度の関係は、0℃以上ではほぼ直線で線形であるが、0℃以下では少し直線から外れる。これはバイメタ
ルの仕様が低温部では線形でないためである。よって、温度範囲を2分割し低温側では二次曲線による補間を行う。A = 85°を境目に高温側では式（1）、低温側では式（2）をそれぞれ用いて指針角度から温度への換算を行うことにする。これらの換算式をグラフに描いたものを図5に示す。式（1）は赤、式（2）は青で示している。

T = −1.2532 A + 94.807
2

T = −0.0046 A − 0.2234 A + 40.453

Fig. 4 Definition of pointer angle on the indicator of thethermometer.

(1)
(2)

6.

宇宙環境曝露前後の温度計の比較
地上帰還後に温度校正を実施したので、打ち上げ前と比較した結果を表3に示す。データは指針角度が0°，60°，120°，180°のときのものである。指針の読み取り精度に限界があるので、誤差は±1℃である。
帰還後の温度計では、–55℃以下で指針が温度計内部で接触して温度が読み取ることができなかったので、180°のデータはない。しかし、他の3点では校正値はほぼ一致している。実際の測定値では–55℃以下のデータはなかったので、今回の測定範囲内では温度計は十分に機能した。また、宇宙環境曝露前後の校正値がほぼ同じであったことから、この3年以上の間、温度計は宇宙で正確に動作していたことが示された。
宇宙環境曝露前後の温度計表示部の写真を図6に示す。左が曝露前で右が曝露後である。これらの写真を比較すると、曝露後はEVAラベルが黄ばんでい

4Fig. 5 Calibration curve for the Tanpopo thermometer.
Equation (1) is applied in(red). Equation (2)is applied in(blue).

Viva Origino 2019, 47, 4Fig. 6 These are photographs of indicator of the thermometer before and after exposure in space. The left is before exposure, theright is after exposure. After the exposure experiment, EVA labels are yellowed. The supporting marker disappears.
角の変化を図8に示す。国際宇宙ステーションの公転面は地球の赤道面に対して、51.6°傾いており、歳差運動により約2ヶ月の周期で太陽方向に対して回転している。これに地球の地軸の傾き23.4°が太陽方向に対して1年の周期で回転していることが重なり、図8のように周期が異なる正弦曲線を合成したような変化を示す。したがって、β角は1年の間に大よそ–75°< β < +75°の範囲で変化する。
8.

太陽ベータ角と温度予測
たんぽぽ曝露パネルを基準にした（固定した）場合の太陽の動きのイメージを図9に示す。曝露パネル
は図1 (b) で示す通りExHAMの上面（宇宙面）に埋め込まれるように取り付けられている。3種類の極端なβ角条件の場合であるβ = +75°，0°，–75° について考える。
(1) β = +75°の場合、太陽光が曝露パネルに照射する角度が浅く時間も短いため、温度上昇は小さいと考えられる。しかし、太陽光が図 9 の右側からExHAM に照射し続けるため、ExHAM 自体の熱伝導が良ければ温度は上がり、熱伝導が悪ければExHAM は曝露パネルに対して単なる遮光物となり、温度はあまり上がらない。
(2) β = 0°の場合、太陽は大きく移動し曝露パネルは45 分ずつ昼夜を繰り返す。曝露パネルに垂直に太陽光が当たる瞬間もあり温度上昇が予想されるが、日照時間が短く温度が十分に上がる時間は短いので、温度上昇が大きいとは限らない。
(3) β = –75°の場合、船内実験室が常に遮光し、曝露パネルに太陽光は直接当たらず日陰となるため、温度はほとんど上昇しないと予測される。
以上から、曝露パネルが最高温度を記録するのは、β角がプラスの場合である可能性が一番高いと予測されるが、不確定な要素もあり、プラスの値から船内実験室に遮光されないマイナスの値にかけて、広い範囲を考慮する必要があることがわかる。

Fig. 7 The definition of the beta angle between the orbital
plane of ISS and the solar direction.
Table 3 These values of temperature calibration before andafter exposure in space environment almost accord. Error is±1℃.

ること、マジックペンで付けた補助マーカーが消えていることがわかる。3年以上の運用に耐えたことから、たんぽぽミッションに対して機械式温度計の耐久性が十分であることが実証できた。
7.

太陽ベータ角と温度計運用
船外カメラの使用時間には制限があるため、最高温度を記録すると考えられる期間を推測して、撮影計画を立案する必要がある。太陽からISSへの熱放射条件は、図7のようにISSの軌道面と太陽方向がなす太陽ベータ角（β角）に依存すると考えられるので、このβ角を指標にして考える。
ほぼ曝露パネルの実験期間に対応する約3年分のβ9.

5

温度測定結果温度計のビデオ映像は日陰、補助照明のみの夜間、

Viva Origino 2019, 47, 4Fig. 8 A profile of the Sun beta angle variation. The beta angle shows a complex sigmoidal curve depending on the precession of
the orbital plane of ISS. The color dots indicate the angles on the observed dates.

Fig. 9The directions of sun light at the orbital positions with β = +75°, 0° or –75°, respectively.

実際はβ = 0°の場合に最高温度を記録する可能性が高いと推測されるので、確認のため7月13日（β =1°）にもう一度、温度測定を試みた。このときの対応箇所を図8に緑点で示す。しかし、この場合の最高温度は21℃であり、やはりβ = –28°のときの方が温度は高かった。β = 1°と–28°の間で最高温度になる可能性もあるため、12月15日にβ = –15°を測定すると最高温度26℃を記録した。また、前章の温度予測からほぼ確
実にβ = –75°のときに最低温度になると考えられるので、12月28日（β = –75°）とβ = –15°との中間であるβ = –45°を12月21日に測定した。その結果、やはりβ = –75°のときに最低温度−35℃を記録した。その後、最高温度と最低温度を記録したβ = –15°，–75°およびその中間点β = –45°で、2年目と3年目の測定を繰り返

逆光などで画質の状態が悪い時間帯もあるため、各β角条件でISSが4公転する6時間以上の撮影を実施し、取得したビデオ映像から最高温度、最低温度を示していると思われる画像を選んで、温度計の針の角度を読み取り、図5の校正曲線から温度を求めた。ビデ
オ映像の解像度には限界があり、これらの数値は読み取り誤差±5℃を含む。
温度測定結果を表4に示す。前章の温度予測を考慮し、最高温度が予想されるβ角が正の場合を第一に行うことにして、2015年6月2日から7月3日にかけて、5回（β = 74°, 53°, 29°, 1°, –28°）の温度測定を行った。
このときの対応箇所を図8に赤点で示す。この5回の測定点では意外なことにβ角が一番小さい–28°の場合に最高温度24℃を記録した。前章の温度予測から、

6

Viva Origino 2019, 47, 4

エラーバーとして±5℃を付している。同じβ角における複数の温度の値に違いがあるが、エラーバーの範囲内にある。さらに考察を進めるため、各β角において太陽光が照射する方向を図11に示す。左上のJEMの写真の黄色い枠内の部分のJEM本体とJEM-EF等を青で示し、ExHAMを緑、曝露パネル（EP）を黒でそれぞれ示した。赤い矢印が太陽光の照射方向で、数字がβ角を表す。実際にはISSの公転に伴い、この矢印が軸の周りをまわる。
第8章で予測したように、温度測定結果は基本的にβ角の絶対値が小さい場合に温度が高く、大きい場合に温度が低くなっている。これはβ角の絶対値が小さい方が太陽光の差し込む角度がより垂直に近くなるからと考えられる。そして、β角の絶対値が大きい場
合、負の値（マイナスハイベータ）のときではJEM本体や保管室の陰になる時間があり、β角が正の値（プラスハイベータ）のときよりも温度が低くなる。
次にβ角毎に細かく考察する。
(1) β = 74°の場合、曝露パネルには浅い角度で短い時間のみ太陽光が照射するだけであるが、ExHAM に対して太陽は周極星となり図 11 の右側から常に日があたる。しかし、ExHAM 本体内部の熱伝導がよくないので、曝露パネルはExHAM により遮光されるだけで、ある程度までしか温まらない。ExHAM には夜がないので、最高温度と最低温度の差は小さい。
(2) β = 53°の場合、右端下方に設置された機器のため、太陽が下方にある時間帯は日陰となり、昼夜ができるので、β = 74°の場合ほど温度が上がらない。
(3) β = 29°の場合、太陽光が差し込む角度が大きくなる時間が増えるため、最高温度は高くなり、日陰になるときの最低温度との差も大きくな

Table 4 Results of temperature measurement by thethermometer on board the JEM-EF. Error is ±5℃.
Observation DateNo.

Year
123456789101112131415Month62015

7122016122017

12Date28132031315212810172581422

Sun Beta Maximum MinimumAngleTemp.
Temp.
(degree)(℃)(℃)
74–9–1353–11–212916–1
118–3–2824–2
1213–1526
7–45–9–21–75–27–35–1525
4–45–13–28–75–33–42–15
29
7–45–13–23–75–34–42し実施した。これら12月の対応箇所を図8に青点で示す。
この表から、最高温度は2017年12月8日にβ = –15°で29℃、最低温度は2016年12月25日と2017年12月22日にβ = –75°で–42℃をそれぞれ記録していることがわかった。これらのことから、少なくとも曝露期間中の温度測定日において、ミッション要求である最高温度が80℃を超えていないことが確認できた。
10. 考察温度測定結果をグラフにしたものを図10に示す。
横軸にβ角をとり、縦軸にそのときの最高温度（赤）と最低温度（青）を示した。各データシンボルには

Fig. 10

Results of temperature measurement by the thermometer on board the JEM-EF.

7

Viva Origino 2019, 47, 4Fig. 11The directions of sun light irradiating exposure panel (EP) according to sun beta angle.

β = –75°の場合で–42±5℃であった。これらのことか
ら、少なくとも曝露期間中の温度測定日において、ミッション要求である最高温度が80℃を超えていないことが確認できた。さらに3年以上の運用に耐え、機械式温度計が宇宙環境で有効に機能することが実証できた。

る。
β = 1°の場合、さらに同様の傾向が強く表れ、最高温度もより高くなる。
(5) β = –15°の場合、β = 1°の場合に加えて、曝露パネルの左側の側面にも少し太陽光が照射するため、さらに最高温度は高くなり、曝露パネルの最高温度を記録したと考えられる。
(6) β = –28°の場合、β = –15°の場合とほぼ同様であるが、太陽光の角度がやや小さくなるため、最高温度はやや低くなる。同時に日陰となる時間も増えて最低温度がより下がるため、最高温度と最低温度の差が最大となる。
(7) β = –45°の場合、JEM の上部に設置されている船内保管室により遮光されるようになり、日陰時間が増え、温度は低くなる。最高温度と最低温度の差も小さくなる。
(8) β = –75°の場合、さらにJEM本体による遮光で全く太陽光があたらなくなり、温度は最も低くなる。曝露パネルの最低温度もこのときに記録した。常に日陰になるため、最高温度と最低温度の差は小さい。
厳密な議論をするためにはデータ数が圧倒的に足りないが、温度計の運用機会は限られている。これらの考察は他のミッションで温度の予測をする場合に役立つと考えられる。
(4)

謝辞
宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所の山下雅道名誉教授には、バイメタルを用いた機械式宇宙温度計のアイデアをいただいた。横河計器製
作所には温度計製作にご尽力いただいた。また、温度計の運用では宇宙飛行士をはじめ、JAXA有人宇宙技術部門有人宇宙技術センターの方々に、大変お世話になった。ここに記して謝意を表したい。
引用文献
1.

2.

3.

11. 結言たんぽぽミッションでは、曝露パネルの最高温度の記録を求められているが、電気式の温度計及び記録計が使用できない。そこで、バイメタルを用いた機械式温度計を開発し、曝露パネルに取り付け、JEMの船外カメラから温度計指示部をビデオ撮影し、そのビデオ画像から温度を読み取るという方法で温度測定を行った。約3年間に15回の温度測定を行った結果、最高温度はβ = –15°の場合で29±5℃、最低温度は4.

8

山岸明彦、矢野創、奥平恭子、小林憲正、横堀伸一、
田端誠、河合秀幸、TANPOPO：有機物と微生物の宇宙空間曝露と微隕石及び微生物の捕集実験，
Biological Sciences in Space，Vol.21，No.3，pp. 67-75(2007)
Yamagishi, A., Yokobori, S., Hashimoto, H., Yano, H.,Higashide, M., Tabata, M., Imai, E., Yabuta, H.,
Kobayashi, K. and Kawai, H., Tanpopo: Astrobiology
exposure and micrometeoroid capture experiments—
proposed experiments at the exposure facility of ISS-JEM,
Transactions of the Japan Society for Aeronautical andSpace Sciences, Aerospace Technology Japan, Vol.12,
No.iste29, Tk_49-Tk_55 (2014)
Yamagishi, A., Kawaguchi, Y., Hashimoto, H., Yano, H.,
Imai, E., Kodaira, S., Uchihori, Y. and Nakagawa, K.,
Environmental data and survival data of Deinococcus
aetherius from the exposure facility of the Japan
experimental module of the International space station
obtained by the Tanpopo mission, Astrobiology, Vol.18,
No.11, DOI:10.1089/ast.2017.1751 (2018)
橋本博文、今井栄一、矢野創、渡辺英幸、横堀伸一、
山岸明彦，たんぽぽミッションにおける機械式宇宙温度計の開発，日本機械学会論文集，Vol.82，No.835，
DOI:10.1299/transjsme. 15-00538 (2016)