日本製
MADE IN JAPAN

直流電圧計

工場出荷時
設定変更対応PSV/PSVL

2機種
1でジン

前面パネル
グレー

計測レ〜V
0±7V
m01±MODE

SEL

UP

前面パネル
青/ピンク

MODE

48×96
サイズ

PSV-4801
出力更新
1ms-

PSV-2401
出力更新
1ms-

オーバーサンプリング約250kHzのΣ⊿ADコンバータで出力更新時間毎の平均電圧を計測。任意にレート設定可能。

24×48
サイズ

PSVL-2401
出力更新
40ms-

用途例 ECUの電圧計測

2点間レート設定 線形補正式

0円イ〜プ
016,,4 示なしタ451
17表

L-2
PSV

電圧→CAN変換にも圧力・変位計測
CAN
アナログ出力USB

センサ電源 5V／ 12V （その他の電圧も可能）

16bitアナログ出力

圧力センサ

デジタル通信でデータ管理 CAN・RS-485

変位センサ

PLC
ロガー
PCなど

PSV,
PSVL

ECU

DINレール取付
制御盤内の変換器用途にCAN・アナログ 同時出力
BCDより配線数激減のCAN通信と、アナログ出力の2系統接続でシステムの安全性向上にもPSV-2451

PSV-2431

最大99の移動平均：応答良く安定した制御
防水パッキン

前面防水パッキン付属の後面 USBタイプもご用意

USBで設定値を安全管理（保存・照合）PSV-2411

USB Type-Cコネクタ標準装備

取外し・取付け工程短縮
事前にコネクタへ配線、取付[プラグコネクタ]PSV-24/PSVL-24

PSV-4801

PSV-2401

LINKSHIP

取付けフックスプリング
ロック式

PSV-24/
PSVL-24

M2
スクリュー式PSV-48

専用PCソフト [無償] で計測管理・ロギング

LINKSHIP

設定値管理

CSVデータロギング
CSVデータロギング

DCフリー電源LINKSHIPやPCなしでも設定可能

MODE

SEL

UP

PSV-2401
DC7-60V

PSV-4801
DC12-30V / AC100-240V ※機種を選択

多CHタイプ

PL-5A（別売）

ENTPSVL-2401
DC7-30V

温度計・速度計・電流計なども組込*下記ラインナップの計測を組込可能です

PSV-48

前面パネルに
設定 / 計測用ボタン

PSV-24 プログラムローダ（設定器）
PSVL-24 ※データロギングや給電は不可

ラインナップパネルサイズ

48×96
24×48

NEW

出力更新速度NEWシリーズ CAN変換器 サーミスタ

0.1ms / 1ms / 2ms 〜 (機種別) EX48
0.1ms / 1ms / 2ms 〜 (機種別) EX24
40ms 〜：ローコストタイプ
EXL24

実績例
6CH 計測器

熱電対

測温抵抗

電流

電圧

抵抗−−

HT-48

HT-48R

PSA-48

PSV-48RR-48

速度/積算 周波数偏差SPD-48

CAN-24HT-24T

HT-24

HT-24R

PSA-24

PSV-24

RR-24

SPD-24

TQ-24

CANL-24

HTL-24T

HTL-24HTL-24R

PSAL-24

PSVL-24

RRL-24SPDL-24

TQL-24

TQ-48

7998

USB-C

799

DINレール取付面

11111.2

10

前面パネル PSV-48 のみ※ グレー
K1 青/ピンク

9表示器色※ 赤G 緑＊4964824

リニアライズ
U なし

プロセス信号対応

センサ電源※ なし
H 12V
L 5V
HxxV その他の電圧xxV(例) H24V 24V H3R3V 3.3V

20

CH数
1 1CH

端子台（プラグコネクタ）
PSV / PSVL-24のみ※ スプリングロック式
J04 M2スクリュー式

80 背面USB

PSV-4801
19PSV-48 のみ

PSV-2451 / PSVL-2451

70 前面USB
1 後面USB
3 表示器あり＊3DINレール取付
5 表示器なし＊3DINレール取付

本体電源 PSV-48 のみ
DF DC12-30V
AF AC100-240V

18PSV /PSVL-24

オプション1 オプション2
アナログ出力 デジタル通信
※ なし
※ なし
E1 0-10V
S01 CAN
E5 0-5V
S02 Modbus RTU ＊1
R1 ±10V
S03 RS-485
R5 ±5V
D2 追加制御入力
I1 4-20mA
コンパレータ出力
C2 2点 ＊2
C2 2点 ＊2B
出力オプション
なし

72

POWER IN

計測範囲(選択)
7D4 ±70V
2D4 ±20V
1D4 ±10V
5D3 ±5V
2D3 ±2V
1D3 ±1V
2D2 ±200 mV
1D2 ±100 mV
2D1 ±20 mV
1D1 ±10 mV
5D3P 1(0)-5V
1D4P 0-10V

5255

24

前面パネル部：2

他の仕様もご相談ください24

前面パネル部：24859

PSV-48
PSV-24 □□□□□-□□-□□□□PSVL-24
タイプ

DINレール取付面

10679486は標準仕様（※は省略できます）

PSV-2431 / PSVL-2431

17[PSV-2401] DC7-60V [PSVL-2401] DC7-30V (USBホストでの給電 5V)[PSV-4801] DC12-30V ／ AC100-240V 【機種を選択】
3W以下
電源／電圧入力／その他の入出力
電源／電圧入力／その他の入出力：各端子間 DC500V 1分間[PSV-2401, PSVL-2401] 約60g ／ [PSV-4801] 約340g−10℃〜＋50℃／ 35 〜 85%RH（但し、結露無き事）

PSV-2401 / PSVL-2401

5【一般事項】
電源電圧（逆接保護有）
消費電力
アイソレーション
耐電圧
質量
使用温湿度範囲■外形寸法図16USB2.0：USB仮想COMによるシリアルポート通信230.4kbps
設定値の書込・読込／測定値連続出力[PSV-2401, 4801] 1- 9999ms ／ [PSVL-2401] 40- 9999ms 1ms単位で設定

小数点位置【コンパレータ（警報）出力】 出力数：2点出力形態
絶縁型無接点出力（フォトモスリレー）出力回路：極性なし
コンパレータ動作条件がONの時、COMP-COM間抵抗値：50Ω以下
定格
AC / DC280V 100mA max（抵抗負荷）／ ON 抵抗：50Ω以下
出力論理
以下： 比較値以下で出力ON ／比較値以上でOFF( 極性付で比較 ) 以上： 比較値以下で出力OFF ／比較値以上でON
範囲内：設定範囲内でON ／範囲外でOFF
範囲外：設定範囲外でON ／範囲内でOFF
更新時間
アナログ出力更新時間の設定による 応答時間1ms(max.)

4【USB通信部】
USB通信機能
出力更新時間

表示範囲
インジケータ

出力信号：0-10V ／ 0-5V ／±10V／ ±5V ／ 4-20mA 【機種を選択】
16bit
D/A変換方式：DAC変換方式（各レンジ50,000以上）
電圧出力 4.7kΩ以上
電流出力 300Ω以下
電圧出力 ±0.1％ of FS@23℃ 電流出力 ±0.1％ of FS@23℃±200ppm ／℃ 以下
フルスケール、ゼロスケール設定で任意のスケーリング可能[PSV-2401, 4801] 1- 9999ms ／ [PSVL-2401] 40- 9999ms 1ms単位で設定
1ms以下（0 →90％）応答15

表示更新時間[PSV-2401, PSVL-2401][PSV-4801]
7seg赤 5桁 文字高9mm 消灯可 7seg赤 6桁 文字高14.2mm 消灯可
緑[G] オプション(PSVLは赤のみ) 緑[G] オプション-19999 〜 99999-199999 〜 999999
4点 [IN], [RUN] , [C1], [C2]
1点
コンパレータONなどで点灯
電源／制御
0：小数点なし
0：小数点なし
1：□□□□□.□ 〜 5：□.□□□□□
1：□□□□.□ 〜 4：□.□□□□
0.3秒（0.1 - 9.9秒で設定可能） 表示移動平均数：1 - 9回

【表示部】
表示器
（数値）

【アナログ出力】
出力分解能
負荷抵抗
出力精度
温度変動
出力スケーリング
出力更新時間演算後応答時間3

設定方法
追加制御入力ローカット機能
設定値記憶

接続台数 32台（max）
2線式マルチドロップシリアル通信 通信方式：調歩同期式
9,600bps ／ 9,200bps ／ 8,400bps プログラムモードにて設定
スタートビット1bit ／ストップビット1bit ／データ長8bit ／パリティビット無ASCII

14

動作方式：ΔΣ積分方式
1 - 99ホールド（現在値・最大値・最小値・変動幅最大値）ゼロシフトから設定（ホールド入力、外部制御入力)
ゼロシフト機能：現在の入力レベルを計測のゼロ基準値として設定
1点 GNDに短絡でON 、開放でOFF（ホールド機能を設定）
2点 GNDに短絡でON 、開放でOFF（入力別にホールド機能を割付設定）
設定値以下の電圧値で0判定
不揮発性メモリ（EEPROM）【RS-485】
通信形式
通信速度
データ形式
通信コード

2

【演算部】
移動平均数
制御入力設定項目
出力更新時間通信機能：設定値の書込・読込 ／測定値連続出力
CAN2.0B 10k ／ 20k ／ 50k ／ 100k ／ 250k ／ 500k ／ 1M bps
フォーマット（INTEL ／ MOTOROLA）とフレーム（11bit ／ 29bit）は設定可能
CAN送信ID、CAN受信ID[PSV-2401, 4801] 1- 9999ms ／ [PSVL-2401] 40- 9999ms 1ms単位で設定

13

1点 直流電圧信号【機種を選択】 ±70V / ±20V / ±10V / ±5V / ±2V / ±1V / ±200mV /±100mV / ±20mV / ±10mV /、プロセス信号 1(0)-5V / 0-10V
最大許容入力[±20Vタイプ] −30 〜＋30V [±2Vタイプ] −3 〜＋3V
計測分解能[±20Vタイプ] 1mV [±2Vタイプ] 0.1mV
入力抵抗[±20Vタイプ] 約1MΩ [±2Vタイプ] 約1MΩ
計測精度
±0.1%FS＋1digit
サンプリング速度 2000回／秒
ローパスフィルタ カットオフ周波数1kHz
センサ用電源
オプション [H] DC+12V±5% 60mA ／ [L] DC+5V±5% 150mA ／ その他【CAN 】
通信仕様

1直流電圧計（40ms-出力更新）
PSV-4801／ PSV-2401（1ms-出力更新）／ PSVL-2401■型式選定

直流電圧計 PSV / PSVL

■オプション名称
型式
【入力部】
入力信号
計測範囲12■共通仕様

51.8

PSV-24 / PSVL-24＋0.6
45.0 0

製品のお問合せ：サポートセンター

本社03-3382-1410 平日 9: 30 - 17: 30
support-coco@cocores.co.jp
TEL.03-3382-1021

FAX.03-3382-1200〒164-0011 東京都中野区中央 3-40-4 新中野ココリサーチビルCAT.NO.543
2024.2 改訂版
PRINTED IN JAPAN

営業所
研究所

愛知（ 豊 川 市 ）／ 大 阪（ 大 阪 市 ）／ 東 関 東（松戸市）

ホームページ

https：//www.cocores.co.jp/

東京（中野区）

PSV-4801＋0.3

22.2 070以上

お買い求めはTEL.
E-mail

放熱を妨げぬよう、本体周辺をふさがないでください。
（放熱スペースを確保ください）使用環境温度：−10℃ - ＋50℃

45

※本品が安全で正常に動作するように、通気がよく温度管理の行き届いた場所でお使いください。
使用環境の動作時の温度は室内温度よりも常に高くなり、周囲の機器構成によって異なります。
必ず、使用環境温度を確認してから設置し、通気用の開口部をふさがないようにしてください。
※改良などの理由により予告なく仕様・外観を変更することがありますのでご了承ください。
※本品をご使用になって、本品の不調あるいは本品自体に起因する二次的災害発生の可能性があるときは、必ず別の技術手段による保全対策を併用してください。
※本品は、各所に新しい思想の特許が含まれています。

パネルカット寸法

30 以上＊1: 準備中 ＊2 : コンパレータ出力3点以上は準備中 ＊3 : DINレール取付具付、取付フックなし＊4: PSVLの表示器は赤のみ

92