高級な角速度計測が手のひらに計測器を積み込む余裕がなくてもこれならタるーわ
まバン
飛び/V コ 0 P
F A Z -74型
小K

解KAZ-740P
KKAZ 74
7 0P

アイソレータつきDC電源

車載を考慮して車両のバッテリより電源供給。しかも計測データの出力は他の機器との障害をさけるためアイソレートされています。

角速度計測もさることながら急停止にもみごとに応答

リップルレス瞬間応答でおなじみの究極 理 想と定評あるペリオ
マチック TM B 方 式 は 速 度 の 急 変 化 に 追 随 で き る ば か り で な く 、急停止に対 する応 答 性 能もすぐれています。小型ながら独自のダイナミック予測TM 機能を搭載しています。

センサ

小型データロガー■エンジンの動態計測■タ イ ヤ の 動 態 計 測■ クラッチの 伝 達 状 態 計 測■ 燃 料、冷 却 水 の 流 速

飛び回って活動する動作を正確にキャッチします

昆虫が地面に落ちても足を折らないように、質量が小さいと耐振動性がよくなります。KAZ-740Pは100gという軽量で高性能でありながら走る車体に気軽に布やスポンジを介してガムテープ等で固定することも可能です。

あえてDC結合の入力回路

ペリオマチックTM B方式はパルス周期に応答するので一発のトリガミスも許されません。小型という理由で安易にコンデンサ結合によらず、あえてDC結合を採用してトリガレベルを可変にすることにより、トリガミスによる誤作 動を防ぎ、安定した計 測データの出力が得られます。
KAZ-740P

使いやすさのデュアルレンジ

設定値変更方法

フルプログラマブルの煩雑な操作とはうらはらに目的に合わせて設定した2つのフルスケールをディップスイッチで簡単に切替できます。

高速応答

新開発のICで1msのアナログ出力応答を実現。重量ある高級機に肉迫する性能をこの小型F/Vコンバータに搭載しました。

キャリブレーション機能

別売のプログラムローダPL-1Aや、ご使用のパソコン＊を用いて正しい周波数に対するアナログ出力が得られ、データレコーダや記録計のスケール合わせにご利用いただけます。
＊

通信用USBケーブルBXI-UK1（別売）と専用PCソフトLINKSHIP（無償）が必要

このカタログの性能は製品番号40000以降に適用されています。

PROGRAM LOADER

またはパソコン

COCORESEARCH

PL-1A

PL-1A

二 輪 車 のガ ソリンタンクの上 にスポンジなどを介してガムテープで固 定する などして、走 行 実 験 にお使いいただけます。

KAZ-740P

析主な仕様ぺリオマチックTMB方式

一般事項

外形寸法／質量定格電源電圧
消費電流
使用温湿度範囲
保存温湿度範囲
使用周囲雰囲気
アイソレーション

小型F/Vコンバータ

58(W)×95(D)×18(H)mm（突起物を含まず）／約100ｇ
DC＋9V〜30V
最大負荷 DC12V時110mA DC24V時80mA−10䉝 〜 50䉝/ 85％RH以下（但し、結露無き事）−40䉝 〜 85䉝 / 85％RH以下（但し、結露無き事）
腐食性ガスの無き事
電源／入出力KAZ-740P

出力部

出力電圧
D/A変換方式
出力精度
リニアリティ
負荷抵抗
出力分解能
キャリブレーション出力

設定可能な機能 ＊2

入力部

入力周波数範囲
測定レンジ
フルスケール設定範囲（工場出荷時設定）
入力分解能
入力信号

入力耐電圧
入力インジケータ

0 - 10V
DAC変換方式±0.1％ フルスケール以内@23䉝±0.1％ フルスケール以内
4.7kȐ以上
約57000（100％出力時）
0 - 10V ＊2

フルスケール設定範囲
0.006Hz〜100kHz
0.006Hz - 100kHz
2レンジ（デュアルレンジ選択時は、独立したフルスケールを（工場出荷時設定） （第1フルスケール100kHz 第2フルスケール1kHz）
2種設定可能）出力更新時間
1ms - 99.999s可変0.006Hz - 100kHz
分周比（パルス平均）
1 - 999（第1フルスケール100kHz 第2フルスケール1kHz）
移動平均数
1 - 1642ns（チャタサプレスON 時 167ns）
チャタサプレス
ON／OFF①ゼロクロス信号： 入力ឤᗘ：±100mV〜±200mV可変ステップレス
ON／OFF（正弦波10kHz以下）、±110mV保証 入力抵抗100kȐ
ダイナミック予測TM
8種（停止応答6種、連続予測、周期保持測定）②ロジック信号： トリガレベル0〜5V可変演算モード機能
データロック、ピークホールド、バレーホールド、
入力感度：100mV〜20mV（対トリガレベル0 - 5V）
デュアルレンジ、スプレッド、対数出力
入力抵抗：非プルアップ時 100kȐ
＊1 ディップスイッチおよびトリガレベル調整器はふたを開けて操作します。
プルアップ時 3.3kȐで+5Vに接続
プルアップ切替：ディップスイッチでON/OFF切替 ＊1＊2 本器の設定には、別売のプログラムローダPL-1A(専用ケーブルを使用)、またはPC、通信用USBケーブルBXI-UK1(別売)、専用PCソフトLINKSHIPが必要です。
入力パルス幅2µs以上(トリガレベル2V、入力信号0-5V方形波)
専用PCソフトLINKSHIPは弊社ホームページよりダウンロードできます。
±35V
パルスで連続点灯）赤色LED パルス入力時点滅（高速パルスで連続点灯）
このカタログの性能は製品番号40000以降に適用されています。
このカタログの性能は製品番号40000■関連製品■外部設定器
■外部設
部設定器
部設

IMGシリーズ
FDPシリーズ

プログラムローダ
プログ
ラム
ムローダ

通信用 USB ケーブル
ブブル

PL-1A
PL-1
-1A
A

BXI-UK1
BXI-UK

KAZ-74
KAZ-740Pの機能性能を-740P
0Pの機能性能を余すところなく活用する
余すと余すところなころなく活用するための設定器
ための設定器RS-232Cポートを装備してRS-232Cポートを装備していないノートPCなどのいないノートなどのUSB端子と接続
USB端子とケーブル長：約1.8m：m

磁気式ギア速度センサ
ンサ

発電型電磁ピックアップ
アップ

GPシリーズ

コネクタピン接続図

外形寸法図
接続コネクタ通信コネクタ58

トリガLED

SIG COM

電線色

電源 0V

出力 COM

黒0V

白IN

緑

COM*

黄青電源 DC＋9V〜30V

OUT
COM*

電源
入力
出力（0〜10V）*は内部で接続されています。

18赤95

付属品：CPS-SR30-6P
13出力 0〜10V

SIG IN

9DC＋9V〜30V51.5●重要 ご注意！
本品の不調あるいは本品自体に起因する二次的災害発生の可能性のあるときは、必ず別の技術手段による保全対策を併用してください。
改良などの理由により、予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

製品のお問合せ：サポートセンター

TEL.
E-mail
本社

営業所
研究所

ホームページCAT.NO.280

2023.8 改訂
PRINTED IN JAPAN

03-3382-1410 平日 9: 30 - 17: 30
support-coco@cocores.co.jp
TEL.03-3382-1021

FAX.03-3382-1200〒164-0011 東京都中野区中央 3-40-4 新中野ココリサーチビル

愛知（ 豊 川 市 ）／ 大 阪（ 大 阪 市 ）／ 東 関 東（松戸市）
東京（中野区）https：//www.cocores.co.jp/

約150