日本製
MADE IN JAPAN

工場出荷時
設定変更対応周波数偏差計TQ/TQL

出力の差偏周波数
ンサ・セクトルなどに
サン
濃度セ

トルク→CAN変換にもMODE

SEL

UP

前面パネル
青/ピンク

48×96
サイズ
前面パネル
グレー

TQ-4801
出力更新
0.1ms-

中心周波数・偏差周波数・トルクを任意設定

サイズ〜00タ円イプ
16,,
47
1 表示なし-2451
L
TQ

用途例

％

燃料 フィルタ ポンプ フレックス エンジン
燃料センサ
タンク

50

混合率
±50％

100

50150 Hz

パルス信号

N・m

■モータやシャフトのトルク計測：
パルス出力型トルクセンサに接続

CAN
アナログ出力
USB
警報出力

中心周波数
100（Hz）

0

偏差周波数±50（Hz）

40kHz：−400N・m
60kHz：
0N・m（中心）
80kHz：＋400N・m

TQL-2401
出力更新
40ms-

24×48100■混合燃料のアルコール混合率計測：
フレックス燃料センサに接続
50Hz： 0％100Hz： 50％（中心）150Hz：100％

TQ-2401
出力更新
0.1ms-PLC

ロガー

＋400

トルク±400（N・m）

PC0

中心周波数60000（Hz）−400

偏差周波数±20000（Hz）

6040モータ

80 kHz

トルクセンサ
パルス出力型

入力 600µHz - 1MHz 入力分解能10.4ns

DINレール取付

5V/12Vロジック・オープンコレクタ・ゼロクロス信号対応
トリガレベル 0-9.00V ・ヒステリシス調整。
ラインドライバ入力オプション

制御盤内の変換器用途に負荷表示灯など

センサ電源 5V／ 12V （その他の電圧も可能）

16bitアナログ出力 0.1ms-更新
CAN・アナログ 同時出力

TQ-2451

TQ-2431防水パッキン

前面防水パッキン付属の後面 USBタイプもご用意

BCDより配線数激減のCAN、アナログ出力の2系統でシステムの安全性向上も最大99の移動平均で、応答良く安定した制御TQ-2411

USBで設定値を安全管理（保存・照合）取外し・取付け工程短縮
事前にコネクタへ配線、取付

USB Type-C
コネクタ
標準装備

[プラグコネクタ] TQ-24/TQL-24

TQ-4801

T
TQ-2401

取付けフックスプリング
ロック式

TQ-24/
TQL-24M2
スクリュー式

TQ-48

専用PCソフト [無償] で計測管理・ロギング

LINKSHIP

設定値管理

CSVデータロギング
CSVデータロギング

DCフリー電源TQ-2401
DC7- 60V

LINKSHIPやPCなしでも設定可能

MODE

SEL

UP

TQ-4801
DC12-30V / AC100 -240V ※機種を選択

多CHタイプ

PL-5A
（別売）

ENT

TQL-2401
DC7-30V

温度計・電圧計・電流計なども組込*下記ラインナップの計測を組込可能です

TQ-48

前面パネルに
設定 / 計測用ボタン

TQ-24 プログラムローダ（設定器）
TQL-24 ※データロギングや給電は不可

ラインナップパネルサイズ

48×96
24×48NEW

出力更新速度NEWシリーズ CAN変換器 サーミスタ0.1ms / 1ms / 2ms 〜 (機種別) EX48
0.1ms / 1ms / 2ms 〜 (機種別) EX24
40ms 〜：ローコストタイプ
EXL24

実績例
6CH 計測器

熱電対

測温抵抗

電流電圧

抵抗−−

HT-48

HT-48R

PSA-48

PSV-48RR-48

速度/積算 周波数偏差SPD-48

CAN-24HT-24T

HT-24

HT-24R

PSA-24

PSV-24

RR-24

SPD-24

TQ-24

CANL-24

HTL-24T

HTL-24HTL-24R

PSAL-24

PSVL-24

RRL-24SPDL-24

TQL-24TQ-48

*1：ヒステリシス大 *2：トリガレベル4.7V以下 *3：トリガレベル4.71V以上 *4：USB・CAN・アナログの出力更新時間は共通設定です。0.1-0.9msに設定時、USBは出力せず、CANは瞬間値を1ms更新で出力します。

TQ / TQL-24のみ

9603-3382-1410 平日 9: 30 - 17: 30
support-coco@cocores.co.jp
FAX.03-3382-1200〒164-0011 東京都中野区中央 3-40-4 新中野ココリサーチビル

CAT.NO.546
2024.2 改訂版
PRINTED IN JAPAN営業所
研究所

愛知（ 豊 川 市 ）／ 大 阪（ 大 阪 市 ）／ 東 関 東（松戸市）

ホームページ

https：//www.cocores.co.jp/

東京（中野区）

7998
前面パネル部：2482451.8

パネルカット寸法 放熱を妨げぬよう、本体周辺をふさがないでください。

（放熱スペースを確保ください）使用環境温度：−10℃ - ＋50℃

TQ-24 / TQL-24＋0.3
22.2 070以上

TQ-4801
45＋0.645.0 030 以上

表示器色
※ 赤
G 緑 ＊TQLは赤のみ＊5: 準備中 ＊6: コンパレータ出力3点以上は準備中＊7: ラインドライバ入力の場合 ＊8: 汎用入力の場合＊9: DINレール取付具付、取付フックなし

TEL.03-3382-1021

DINレール取付面

前面パネル TQ-48 のみ※ グレー
K1 青/ピンク

製品のお問合せ：サポートセンター

社

52557

※ スプリングロック式
J04 M2スクリュー式

99111.2

DINレール取付面

11端子台（プラグコネクタ）

お買い求めは本

前面パネル部：2USB-C

オプション1 オプション2アナログ出力 デジタル通信
※ なし
※ なし
E1 0-10V
S01 CAN
E5 0-5V
S02 Modbus RTU ＊5
R1 ±10V
S03 RS-485
R5 ±5V
D2 追加制御入力
I1 4-20mA
コンパレータ出力
C1 1点 ＊6＊7 C2 2点 ＊6
C2 2点 ＊6＊8
B
出力オプション
なし

本体電源 TQ-48 のみ
DF DC12-30V
AF AC100-240V※本品が安全で正常に動作するように、通気がよく温度管理の行き届いた場所でお使いください。
使用環境の動作時の温度は室内温度よりも常に高くなり、周囲の機器構成によって異なります。
必ず、使用環境温度を確認してから設置し、通気用の開口部をふさがないようにしてください。
※改良などの理由により予告なく仕様・外観を変更することがありますのでご了承ください。
※本品をご使用になって、本品の不調あるいは本品自体に起因する二次的災害発生の可能性があるときは、必ず別の技術手段による保全対策を併用してください。
※本品は、各所に新しい思想の特許が含まれています。

TEL.
E-mail

TQ-4801

10センサ電源
※ なし
H 12V
L 5V
HxxV その他の
電圧xxV(例) H24V 24V
H3R3V 3.3V

TQ-2451 / TQL-2451

90 前面USB
1 後面USB
3 表示器あり＊9DINレール取付
5 表示器なし＊9DINレール取付

入力信号
※ 汎用
D ラインドライバ
N 入力絶縁

7220

CH数
1 1CH

TQ /TQL-2424

他の仕様もご相談ください

TQ-48
TQ-24 □□□□-□□-□□□□
TQL-24タイプ485924

POWER IN

■型式選定は標準仕様（※は省略できます）

488

質量使用温湿度範囲

0 背面USB

106[TQ-2401] DC7-60V [TQL-2401] DC7-30V (USBホストでの給電 5V)[TQ-4801] DC12-30V ／ AC100-240V 【機種を選択】
3W以下*／その他の入出力
電源／（周波数信号入力）*(周波数信号入力)はラインドライバ入力オプションのみ[TQ-2401, TQL-2401] 約60g
[TQ-4801] 約340g−10℃〜＋50℃／ 35 〜 85%RH（但し、結露無き事）

19【一般事項】
電源電圧（逆接保護有）
消費電力
アイソレーション79

USB2.0：USB仮想COMによるシリアルポート通信230.4kbps
設定値の書込・読込／測定値連続出力[TQ-2401, 4801] 1- 9999ms[TQL-2401] 40- 9999ms

6【USB通信】
USB通信機能
出力更新時間TQ-2431 / TQL-2431

5

表示更新時間TQ-2401 / TQL-2401

4小数点位置■外形寸法図3

表示範囲
インジケータ7[TQ-2401, TQL-2401][TQ-4801]
7seg赤 5桁 文字高9mm 消灯可
7seg赤 6桁 文字高14.2mm 消灯可
緑[G] オプション(TQLは赤のみ)
緑[G] オプション-19999 〜 99999-199999 〜 999999
4点 [IN], [RUN] , [C1], [C2]
1点
コンパレータONなどで点灯
電源／ホールド／トリガ
0：小数点なし
0：小数点なし
1：□□□□□.□ 〜 5：□.□□□□□
1：□□□□.□ 〜 4：□.□□□□
0.3秒（0.1 - 9.9秒で設定可能） 表示移動平均数：1 - 9回

【表示】
表示器
（数値）

【コンパレータ（警報）出力】 出力数：1-4点（型式による）
出力形態
絶縁型無接点出力（フォトモスリレー）出力回路：極性なし
コンパレータ動作条件がONの時、COMP-COM間抵抗値：50Ω以下
定格
AC / DC280V 100mA max（抵抗負荷）／ ON 抵抗：50Ω以下
出力論理以下： 比較値以下でON ／比較値以上でOFF( 極性付で比較 ) 以上： 比較値以下でOFF ／比較値以上でON
範囲内：設定範囲内でON ／範囲外でOFF
範囲外：設定範囲外でON ／範囲内でOFF
更新時間
アナログ出力更新時間の設定による 応答時間1ms(max.)

18TM

17

【演算】
測定モード
カスタム（トルク）／周波数計／周期計（秒単位のみ）
演算レート
中心周波数、定格時偏差周波数、定格トルク、出力極性を設定
分周（パルス平均） 1 - 60000
移動平均数：1 - 99
ダイナミック予測
8段階（連続予測、周期保持を含む）
制御入力(CTL)
点数：仕様による(端子配列表を参照）
最大4点可能(可否有)機能
ホールド(現在値・最大値・最小値・変動幅最大値)・ゼロシフト
CTL ごとに機能と、ON 倫理(開放/短絡)を設定可能
データ通信(USB,CAN,RS485)でもコマンド制御・リセット可
ローカット機能
設定値以下の速度で0出力判定
設定値記憶
不揮発性メモリ（EEPROM）【アナログ出力】 出力信号：0-10V ／ 0-5V ／ ±10V ／ ±5V ／ 4-20mA 【機種を選択】
出力分解能
16bit
D/A変換方式：DAC変換方式（各レンジ50,000以上）
負荷抵抗
電圧出力 4.7kΩ以上
電流出力 300Ω以下
出力精度
電圧出力 ±0.1％ of FS@23℃ 電流出力 ±0.1％ of FS@23℃
温度変動±200ppm ／℃ 以下
出力スケーリング フルスケール、ゼロスケール設定で任意のスケーリング可能
出力更新時間
[TQ-2401, 4801] 0.1- 9999.9ms*4[TQL-2401] 40- 9999.9ms
演算後応答時間 1ms以下（0 →90％）応答

16±30VOFF ／ 500Hz ／ 5kHz ／ 120kHz ／ 800kHz
オプション [H] DC+12V±5% 60mA ／ [L] DC+5V±5% 150mA ／ その他

15

終端抵抗
300Ω

接続台数 32台（max）
2線式マルチドロップシリアル通信 通信方式：調歩同期式
9,600bps ／ 9,200bps ／ 8,400bps プログラムモードにて設定
スタートビット1bit ／ストップビット1bit ／データ長8bit ／パリティビット無ASCII2

入力耐圧
ローパスフィルタ
センサ用電源

推奨ラインドライバ
入力抵抗AM26LS31相当【RS-485】
通信形式
通信速度
データ形式
通信コード

1

ラインドライバタイプ［Dオプション］
入力耐電圧
入力と出力：絶縁（差動電圧）
±25V

設定項目
出力更新時間通信機能：設定値の書込・読込 ／測定値連続出力
CAN2.0B 10k ／ 20k ／ 50k ／ 100k ／ 250k ／ 500k ／ 1M bps
フォーマット（INTEL ／ MOTOROLA）とフレーム（11bit ／ 29bit）は設定可能
CAN送信ID、CAN受信ID[TQ-2401, 4801] 1- 9999ms[TQL-2401] 40- 9999ms

14

汎用（単相）
タイプ［標準］
トリガレベル ヒステリシス
入力抵抗 入力パルス幅
5Vロジック、NPNオープンコレクタ 2.5V
約10kΩ
±0.4V
6V
12Vロジック
約5kΩ 0.2µs以上
約10kΩ
0Vゼロクロス±0.03V
0 - 9.0V±2.6V*1*3/±1.3V*1*2 約10kΩ 0.2µs以上
入力カスタマイズ
10ｍV単位 /±0.4V/±0.03V/5kΩ*3 /0.3µs以上*1
入力と出力：非絶縁［標準仕様］。 絶縁タイプ［Nオプション］も注文可能です【CAN 】
通信仕様

13周波数偏差計
TQ-4801／ TQ-2401／ TQL-2401
ぺリオマチックTMB方式µHz - 1MHz 入力分解能：10.4ns
1点
入力周波数範囲：600µ【下記：機種を選択】

TQ-48 のみ

周波数偏差計 TQ / TQL■オプション

名称・型式
測定方式
【入力】
入力方式

12

■共通仕様

92