超低温フリーザーTSXシリーズ仕様
モデル
冷 却システム
制御方

TSX40086G

TSX60086G

式

V-Drive制御（状況に応じて圧縮機の回転数制御）

冷却性能／常用温度
内容積−86℃/−50℃〜−80℃
約548ℓ

約815ℓ

外寸法 （㎜）W（720＋103）
×D（910＋135）
×H1981

W（1005＋103）
×D（910＋135）
×H1981内寸

法 （㎜）W588×D719×H1301

W873×D719×H1301

外 装 ／ 内 装断

熱2枚（上下）
3枚（ステンレス鋼板 SUS201、耐荷重110kg）

3枚（ステンレス鋼板 SUS201、耐荷重70kg）

圧 縮 機 定 格出力

高温側：525W、低温側：525W

冷却器／凝縮器
冷媒

パイプオンシート／フィンコンデンサー
高温側：R290（HC ノンフロン）、低温側：R290＋R170（HC ノンフロン）

電 源（50/60Hz）

AC100V

15A 単独

流

8.4A

8.7A

定格消費電力

810W

840W

運転放電
熱量

3030KJ/h

2920KJ/h

温 度 調 節 器

タッチスクリーンパネル（静電誘導式）

運転モード（選択可能）

スタンダードモード（省エネ）、ハイパフォーマンスモード（温度分布優先）高 温・低 温 警 報

温度異常時にブザー報知、パネル表示（警報温度は任意に設定が可能）

停

電警報

停電時にブザー報知、パネル表示（バッテリー充電式）

扉 開 放 警 報

扉開放後3分経過でブザー報知、パネル表示

外部警報出力無電圧接点出力（温度・停電・扉警報を出力） ※A接点 B接点選択可能

伝送出力

温度出力
（4〜20mA）

陰 圧 解 除 ポート
重量

ア ク セ ス ポ ート
付属品

等

−86℃

真空断熱パネル＋発泡ポリウレタン

扉棚

地球環境にやさしい

塗装鋼板／塗装鋼板材

内超低温フリーザー

二元冷却システム

扉中央（タッチスクリーンパネル背後）
約308kg

約260kg背面上下2ヶ所（φ22mm） 注.オプションでCO₂バックアップシステムを取り付けた場合は使用できません。
ロッキングキャスター4個、鍵2本（1本予備）
ロッキングキャスター4個、アジャスター1個、鍵2本（1本予備）

ノンフロン冷媒を採用◆ 新冷却システム「V-Drive制御」を採用（省エネ）◆ 操作性に優れたタッチスクリーンパネルを採用◆100V15A仕様（548ℓ／815ℓ）◆ 温度データの出力が可能（記録計不要）◆ 低ノイズレベルを実現◆（注）1.本仕様は改良のため、予告なしに変更することがあります。
2.運転電流、定格消費電力は、周囲温度＋32℃、連続運転・無負荷・安定時の値です（日本フリーザー調査）。

保証について製品には保証書が付いています。記載内容に対する保証はいたしますが、保存品の補償等、製品修理以外の責任は保証の対象になりませんのでご了承ください。

●電源プラグとコンセントの形状
15A-125V 3芯 2.5m

●このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところで、ご使用ください。
●周囲温度が、＋32℃以上の環境で使用すると故障の原因になります。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●据え付け工事、電気工事などが必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
●アセトン、エタノール、ベンジンなどの揮発性、引火性のあるものはこの製品には保管できません。防爆製品に保管してください。
防爆製品以外に保管しますと爆発する危険があります。
●当製品は保冷用です。急速凍結目的でのご使用は避けてください。

発売元

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目19番4号 TEL.
（03）
3831-7643
大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目15番31号 TEL.
（06）
6337-0600
茨城営業所 〒305-0032 茨城県つくば市竹園2丁目18番4号 TEL.
（029）
855-1181
名古屋営業所 〒465-0085 愛知県名古屋市名東区西山本通2丁目2番地 TEL.
（052）
788-7770
神奈川営業所 〒251-0021 神奈川県藤沢市鵠沼神明２丁目１-２神明商事ビル3階 TEL.
（0466）
29-0701
埼玉工場 〒340-0002 埼玉県草加市青柳4丁目29番6号 TEL.
（048）
933-2755

販 売 店※2022年4月から価格が変更になりました。

FAX.
（03）
3832-0633
FAX.
（06）
6369-2166
FAX.
（029）
855-0888
FAX.
（052）
788-7771
FAX.
（0466）
29-0702FAX.
（048）
936-2228●仕様及び価格は、予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
●梱包費、運送費、搬入費、消費税額等は別途負担です。
●カタログの記載内容は2022年4月現在のものです。

URL : https://www.nihon-freezer.co.jp

革新的なテクノロジーによる優れた冷凍能力と環境への配慮
温度データの出力が可能（記録計不要）

ノンフロン冷媒を採用
2015年4月より「フロン排出抑制法」が施行され、フロン類を使用している業務用の冷凍冷蔵機器（フリーザーや保冷庫等）の所有者に対し、機器の簡易点検実施、修理履歴の保管等、様々な管理義務が課せられるようになりました。ここで紹介する超低温フリーザー（Thermo Scientific TM TSXシリーズ）
では、環境にやさしいノンフロン冷媒を採用しているため、当法規制の対象外となり、上記のような煩わしい管理義務が発生しません。

操 作パネル部よりU S B 接 続で、時 系 列の温 度データ、イベント記録、設定情報をダウンロードすることが可能です。

新冷却システム「V-Drive制御」を採用
庫内外の状況に応じてコンプレッサーの回転数を制御し、効率の良い省エネ運転を実現しました。
従来の同等機種と比較し、40%以上省エネになります。
モデル
消費電力量

新モデル
TSX60086G
9.4 kWh/日

従来モデル
88600J
17.7khW/日

性能差8.3kWh/日（47%OFF）

注．
上記は周囲温度＋20℃、無負荷、−80℃設定。TSX60086Gはスタンダードモード。
（Thermo Fisher Scientiﬁc社調査）

20

消費
電力
量

1540%以上
省エネ！

10（kWh/日）（レポートイメージ）50

TSX60086G（新モデル）

88600J（従来モデル）

V-Drive制御のイメージ
一般的な冷却システムでは、コンプレッサーの動作は「ON」か「OFF」かのどちらかの運転状態となりますが、「V-Drive制御」は状況に応じてコンプレッサーの回転数を制御し、無駄のない運転を行います。
電源を入れた直後やドアの開閉直後などは回転数を上げて全力で冷却し、扉の開閉がない夜中の安定状態の時は、回転数を下げた省エネ運転に努めます。

グリップハンドルを採用

低ノイズレベルを実現
家庭用冷蔵庫に匹敵する50dBA以下を実現。
静粛性が確保され利用者のストレスを軽減します。
ノイズの種類音（dBA）

高速道路、掃除機など

70

レストラン、オフィスでの会話、バックミュージック

60

静かな郊外、自宅での会話

50

TSX40086G

47.4

TSX60086G

48

図書館

40

静かな農村地域30

木々のざわめき20

呼吸音10

人間工学に基づき設計された、片手で操作できる扱い易いハンドルです。締め付けるような構造で、扉と本体の密閉性をしっかりと確保します。
また、鍵を標 準 装 備しておりますが、更なる厳重な管理を希望される方の為に、ハンドルの下 方には南 京 錠 用の金 具も設けています。

注.Thermo Fisher Scientiﬁc社調査

Admin機能を装備

フリーズボックスを多数収納専用トレーを使用することで、フリーズボックス（2mlチューブ、81本立て）が多数収納可能です。
【TSX40086G：400個
TSX60086G：600個】

Admin（管理者）機能を有しているため、以下のとおりタッチパネルの操作を制限することが可能です。
「Admin（ 管理者）」、「User Level 1」によるパラメータ変更履歴も残ります。
Admin（管理者）

各種設定変更やプロファイル管理など、全ての権限を有する。

User Level 1

温度設定やアラーム設定などの基本機能の変更が可能。

100V15A仕様
操作性に優れた静電誘導式タッチスクリーンパネルを採用

User Level 2

設置場所での電源確保が容易です。

視認性に優れた大型7インチスクリーンを目線の高さに設置。
グローブでの操作も可能で、スマートフォンのような操作感で温度変化や各種運転状態等が確認できます。画面表示をニーズに合わせてカスタマイズすることも可能です。また、ガラスパネルを採用し、クリーニング時の液体が基盤に浸透しないよう設計されています。

40TSX40086G 温度特性

温度状況やアラーム情報を確認することが可能。

外気温32℃
無負荷、庫内中央空気温度

4020

温度℃

外気温32℃
無負荷、庫内中央空気温度

200

温−20度

−40
プルダウン特性
プルアップ特性−60−80−100TSX60086G 温度特性℃

0−20−40
プルダウン特性
プルアップ特性−60−800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24時

間（h r）

注．
製品ごとに若干の個体差があります（日本フリーザー調査）。

−100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24時

間（h r）

注．
製品ごとに若干の個体差があります（日本フリーザー調査）。

HIDカードロックシステム
内容積

内容積

548

非接触カードにより扉の開閉を管理し、保存物の安全性を高めます。
オンボードメモリーに誰がいつ扉の開閉を行ったか、どれくらいの時間扉を開けていたのか、といった情報が記録され管理機能を強化します。

815◆HIDカードロックシステム ◆アクセスカード（型式：ACU34567）
追加用（型式：FAC34567LE）
標準価格：￥17,000（カード5セット）
標準価格：￥270,000
注.最大で250人分（カード250枚分）の（カード5枚付き）登録が可能です。

製 品 正 面のタッチパネル付 近にカードを タッチパネルの操作で、扉の開閉履歴情報 停電時にはバッテリーの電源を利用し、扉のロッかざすことで、扉のロックが解除されます。 が確認できます。
クを解除することが可能です。
また、バッテリーが切れた場合でも9V角型電池で対応可能です。

トレー各種
標準トレー

モデル：TSX40086G

トレー型式
TN-40T
TN-40TS※
TN-60T
TN-60TS※

モデル：TSX60086G

価格 ¥2,450,000（税別）●外寸法：
W（720+103）
×D（910+135）
×H1981㎜●電源：AC100V 15A 単独●外寸法：W（1005+103）
×D（910+135）
×H1981㎜●電源：AC100V 15A 単独

720

25125

910

1078100525125910

引出し1個の内寸法（mm）
価 格
W175×D654×H138 ¥73,000/本
W175×D654×H113 ¥69,000/本
W201×D654×H138 ¥50,000/本
W201×D654×H113 ¥48,000/本対応モデル
TSX40086G
TSX40086G
TSX60086G
TSX60086G

総トレー数
4本（W1×H4）5本（W1×H5）8本（W2×H4）10本（W2×H5）TN-40T

フリーズボックス用トレー（フリーズボックス81本立て対応）

価格 ¥2,050,000（税別）78

外寸法（mm）
W550×D(660+10)×H290
W550×D(660+10)×H240
W420×D(660+10)×H290
W420×D(660+10)×H240

10

トレー型式

外寸法（mm）

ボックス収納数

価格

TF-4060T

25個／本
W138×D(685+10)×H295（H5×D5） ¥22,000/本

TF-4060TS

W138×D(685+10)×H240

20個／本（H4×D5） ¥20,000/本対応モデルTSX40086G
TSX60086G
TSX40086G
TSX60086G

総トレー数
総ボックス数
16本（W4×H4） 400個
24本
（W6×H4） 600個
20本
（W4×H5） 400個30本（W6×H5） 600個

TN-60T

1301
719

1981

1981

1301

注. 対象フリーズボックス IB-02081：W134×D134×H52mm

588

フリーズボックス用トレー（フリーズボックス100本立て対応）※収納性はあまりよくありません。
719

トレー型式

873

外寸法（mm）

ボックス収納数

価

格20個／本
TF-5070UB W150×D（613+10）×H281¥20,000/本（H5×D4）対応モデル
TSX40086G

総トレー数
総ボックス数
12本（W3×H4） 240個

TSX60086G

20本（W5×H4） 400個

TF-4060T

注. 対象フリーズボックス IB-02100：W147×D147×H52mm
正面図

左側面図

正面図（単位：㎜）

OPTION

左側面図（単位：㎜）

豊富なオプションが揃っています。

内扉5枚仕様（庫内5段式）
TSXシリーズは、標準では内扉が2枚（庫内4段式）になっていますが、内 扉を5 枚（庫内5段式）に変更することも可能です。

マイクロプレート用トレー
トレー型式

外寸法（mm）

TM-4060T

W137×D（660+10）×H280

プレート収納数

112枚／本¥28,000/本（H16×D7）価

格TM-4060TS※ W137×D(660+10)×H240

98枚／本¥25,000/本（H14×D7）対応モデル
TSX40086G
TSX60086G
TSX40086G
TSX60086G

総トレー数
総プレート数
16本（W4×H4） 1,792枚
24本（W6×H4） 2,688枚
20本（W4×H5） 1,960枚
30本（W6×H5） 2,940枚

TF-5070UB

注. 対象マイクロプレートのサイズ：W128×D86×H16mm（96ウェル）※TN-40TS,TN-60TS,TF-4060TS,TM-4060TSは、オプションの内扉5枚仕様（庫内5段式）に対応したトレー。

自動冷却補助装置（CO₂バックアップシステム）

フリーズボックス 超低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。

停電や万が一の製品トラブルにより庫内温度が上昇した際に、庫内へLCO₂を噴射し低温度（−60℃〜−70℃）を維持します（バッテリー充電式、24時間作動可能）。

IB-02100
IB-02081
型 式
外寸法W×D×H（㎜） 147×147×52 134×134×52
1.2 , 2.0適合チューブサイズ
（㎖）
100本
81本
チューブ立数1ケース（20個入り）
包 装￥23,540￥22,990
ケース価格
IBー02100

IBー02081

注. ボックスにチューブは付属されません。

TM-4060T

消耗品◆エアフィルター（型式：AF34567LE）
標準価格：￥3,100/枚◆バッテリー（型式：PXL12072JFR）
標準価格：￥30,000/個※本体用と自動冷却補助装置用で共通

バリデ−ションサービス◆TSX40086G用内扉5枚仕様（型式：315018G11） 標準価格：￥200,000◆TSX60086G用内扉5枚仕様（型式：315018G13） 標準価格：￥220,000◆CO₂バックアップシステム（型式：FCO4567LE）
ホース長 : 標準3m
標準価格：￥300,000

GMP/GLPに対応した品質保証をサポートするために、
日本フリーザーではバリデーションサービスを実施しています。
専門知識を有する技術員が、製品の基本機能の検査に加え、庫内温度分布・精度についても検証いたします。
検査の詳細な内容は、お客様との打ち合わせによって決定いたします。バリデーション終了後には、右記のような書類をとりまとめ、ご提出いたします。

内扉を5枚仕様に変更すると、棚板が1枚追加されます（上記価格に含む）。

注．
CO₂ボンベは付属されません。

注. 料金については、別途お問い合わせください。

＜提出書類のイメージ＞

温度記録チャート