防爆冷蔵庫・防爆冷凍庫仕様
モデル
検 定 番 号
防 爆 性 能EP-180EP-400EP-570

第T51549号
fd2G4

第T51548号
fd2G4

第TC20841号
Expxed［ ia］ⅡB T4 X

防 爆 構 造冷媒回路：f 内圧防爆構造
制御回路：d 耐圧防爆構造

冷媒回路：f 内圧防爆構造
制御回路：d 耐圧防爆構造

冷媒回路：Px 内圧防爆構造
制御回路：d 耐圧防爆構造, ia 本質安全防爆構造
端子箱：e 安全増防爆構造
圧力スイッチ：ia本質安全防爆構造

冷 却 性 能内容積
外 寸 法（ ㎜ ）0℃〜＋10℃
約185ℓ
W610×D（615+40）
×H13200℃〜＋10℃
約403ℓ
W750×D（665+40）
×H1750−20℃〜＋10℃
約579ℓ
W850×D（900+120）
×H1890

W650×D505×H1230（開口W614×H1208）

W710×D680×H1200（開口W650×H1160）

内 寸 法（ ㎜ ）材
断熱扉

W510×D455×H800（開口W474×H778）

質材

棚
圧縮機定格出力
冷却器／凝縮器
冷媒
温度調節器
温 度 表 示電源（50/60Hz）
運 転 電 流消 費 電 力放熱量
電 源 コ ード

※冷蔵使用時は、露受け板の影響で有効H1120

外装：ステンレス鋼板（SUS430）／内装：ステンレス鋼板（SUS304）
発泡ポリウレタン
扉外装：ステンレス鋼板（SUS430）、
扉内板：塩ビ／パッキン：軟質塩ビ+ゴムマグネット
網棚2枚（SUS304、耐荷重：30kg/枚）
175W
R134a（HFC）190g
サーモスタット（ガス膨張式）
隔測指示温度計（ガス膨張式）
4.4／4.4／3.6A
255／280 W
920／1010 KJ/h

パンチング棚3枚
網棚3枚（SUS304、耐荷重：60kg/枚）（SUS304、耐荷重：30kg/枚）
175W
280W
パイプオンシート／ワイヤーチューブ
R134a（HFC）210g［R600a（HCノンフロン）ンフロン）+R290（HCノンフロン）ンフロン）］150g
サーモスタット（ガス膨張式）
デジタル式温度調節器（Pt-100Ω）
隔測指示温度計（ガス膨張式）
デジタル表示AC100V 15A単独
4.3／2.8A
4.4／4.4／3.7A
220／210 W
275／290 W
990／1050 KJ/h
800／760 KJ/h※
3PNCT 2.0Sq 3芯3m 丸端子M4（プラグ無し）

温 度 警 報赤ランプ点灯［+15℃以上が2時間継続した時］

赤ランプ点灯［+15℃以上が2時間継続した時］

ブザー報知、
ランプ点灯［設定温度±10℃以上が30分継続した時］偏差温度は変更可

機器異常警報ーー

ブザー報知、ランプ点灯［冷媒回路異常（圧力低下検知式）、冷凍機異常（過電流検知式）］

外部警報出力（無電圧 A接点）

無電圧接点出力端子（温度警報時に出力）

無電圧接点出力端子（温度警報時に出力）

無電圧接点出力端子（温度警報、機器異常警報発報時に出力）

伝 送 出 力重量ーー

約 110 kg

約 150 kg

4〜20mA
約 200 kg

棚受け金具8個、スノコ1枚（SUS304）、
鍵2本（1本予備）、ドレンボックス1個、キャスター4個、アジャスター4個

棚受け金具12個、スノコ1枚（SUS304）、
鍵2本（1本予備）、ドレンボックス1個、キャスター4個、アジャスター4個

棚受け金具12個、スノコ1枚（SUS304）、
鍵2本（1本予備）、露受け板1枚（金具4個付）、ドレンボックス1個、キャスター
ター4個、アジャスター
ター4個付 属 品 等（注）1. 上記仕様の冷却性能は、周囲温度＋30℃、無負荷時のものです。
2. 運転電流、消費電力は、周囲温度＋30℃、記載最低温度・無負荷・安定時の値です。
3. 本仕様は改良のため、予告なしに変更することがあります。

地球環境にやさしい

防爆冷蔵庫
防爆冷凍庫
−20℃〜＋10℃〈厚生労働省規格〉
EP -5 70） （社）
産業安全技術協会検定合格品
デジタル温調器、ノンフロン冷媒採用!（モデル：EP

可燃性ガス・液体からのガス漏れ爆発を防ぐ防爆冷蔵庫・防爆冷凍庫です。

※出荷時には、暫定的に起動確認用のプラグが取り付けてありますが、防爆プラグではありません。
実際ご利用頂く際には、必ず使用条件に適した防爆プラグに付け替えてください。

保証について製品には保証書が付いています。記載内容に対する保証はいたしますが、保存品の補償等、製品修理以外の責任は保証の対象になりませんのでご了承ください。

安全に関するご注意●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●周囲温度が＋5℃〜＋30℃●周囲温度が＋5℃〜＋30℃（冷蔵製品は［使用設定温度＋5］℃〜＋30℃）以外の環境で使用しますと故障の原因になります。
以外の環境で使用しますと故障の原因になります。
●ガス蒸気危険場所の1、2種場所における電源の接続には必ず耐圧防爆形プラグとコンセントか、ブレーカーをご使用ください。
●危険性料品を保管する場合は、必ず密栓をしてください。
●この製品には、水性ガス、水素、アセチレン、二硫化炭素、及び自己反応性物質は保管できません。
また、酸・アルカリ等の腐食性の強い物質も保管しないでください。故障の原因になります。
●当製品は保冷用です。急速冷凍目的でのご使用はさけてください。

発売元

販 売 店
本社 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目19番4号 TEL.
（03）
3831-7643
大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目15番31号 TEL.
（06）
6337-0600
茨城営業所 〒305-0032 茨城県つくば市竹園2丁目18番4号 TEL.
（029）
855-1181
名古屋営業所 〒465-0085 愛知県名古屋市名東区西山本通2丁目2番地 TEL.
（052）
788-7770
神奈川営業所 〒251-0021 神奈川県藤沢市鵠沼神明２丁目１-２神明商事ビル3階 TEL.
（0466）
29-0701
埼玉工場 〒340-0002 埼玉県草加市青柳4丁目29番6号 TEL.
（048）
933-2755※2022年4月から価格が変更になりました。

FAX.
（03）
3832-0633
FAX.
（06）
6369-2166
FAX.
（029）
855-0888
FAX.
（052）
788-7771
FAX.
（0466）
29-0702FAX.
（048）
936-2228●仕様及び価格は、予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
●梱包費、運送費、搬入費、消費税等は別途負担です。
●カタログの記載内容は2022年4月現在のものです。

URL : https://www.nihon-freezer.co.jp

有機溶媒等の可燃性物質を冷凍・冷蔵貯蔵できます。
可燃性ガスや引火性液体のような爆発性物質は、潜在的に爆発の危険性があるので火気から完全に隔離せねばなりません。

爆発・燃焼のメカニズム

防爆冷蔵庫のシステム①可燃性物質●爆発を回避するために、左記の①〜③の何れかを取り除かなければなりません。日本フリーザーの防爆冷蔵庫（EPシリーズ）
は、庫内から「③着火源」を完全に取り除き、また機械室内の「③着火源」を完全に防爆化（強固な容器に閉じ込める）した製品です。

爆発の原理

引火・爆発の危険性がある場所（危険場所）で使用する電気製品は、爆発・燃焼爆発事故が発生しないように対策（防爆化）する必要があります。
②酸素供給●

この製品は厚生労働省規格（防爆指針）に基づいて設計・製作され、（社）産業安全技術協会の検定に合格しております。

EP-180

製品本体から離れた場所で、温度異常を把握するのに火花またはアークを発生する部分はありません。

必要な外部警報出力端子（無電圧、A接点）を標準ています（機械室内防爆化）。
冷媒回路は内圧防爆構造、制御回路は耐圧防爆構造になっています（EP-570は、この他本質安全防爆構造、安全増防爆構造を採用）。
EP-570は、冷凍（−20℃〜）
でも冷蔵（〜＋10℃）でも使用可能です。デジタル式温度調節器を採用しています（デジタル温度設定／デジタル温度表示）。冷媒は、電装品を強固な容器内に収納し、内部爆発に対しても耐えられる構造となっている。

一般の家庭用冷蔵庫等には以下のような着火源が存在します

庫内には貯蔵物から可燃性ガスが発生しても、電気火花またはアークを発生する部分はすべて防爆化され耐圧防爆構造のイメージ

この三要素が同時に存在すると、爆発・燃焼の危険が大！

EP-570

防爆冷蔵庫・防爆冷凍庫の特長
当製品の周囲に爆発性雰囲気が発生しても、電気③着火源●装備しています。EP-570は伝送出力（4〜20mA）に防爆冷蔵庫（EPシリーズ）の制御ボックス（耐圧防爆構造）

庫内
・サーモスタット（温度調節器）・庫内灯 ・庫内ファンモータ 等
庫外（機械室）・冷凍機関連電装部品（リレー等）・コンデンサーファンモータ 等

ついても取り出しが可能です。但し、外部警報出力、伝送出力を利用する際には、耐圧防爆構造パッキン式
ケーブルグランド（オプション）が必要になります。
注１：ご使用になる前に、ご使用条件に合ったプラグを取り付けてください。
注２：当製品は、庫内の着火元を無くすため、庫内の壁面から冷却する方式を採用しています。よって、冷蔵温度で使用する際に、庫内の壁面に結露を発生する場合がありますが、製品の異常ではありません。

●防爆冷蔵庫・防爆冷凍庫と一般冷蔵庫・冷凍冷蔵庫の比較
比較項目

種別庫内庫外防 爆 検 定プラグ／プラグ／コンセント

防爆冷蔵庫・防爆冷凍庫

火花の生じる部品は一切ありません。
庫内灯・温度調節器より火花が発生するため危険です。
電装部品・端子・リレー等、火花の発生する部品はすべて防爆化されています。 端子・リレー等露出しているため火花が発生して危険です。
〈厚生労働省規格〉〈厚生労働省規格（〉（社）社）産業安全技術協会検定合格品です。
防爆検定には不適格です。
防爆プラグとコンセント使用により1、2種場所に設置可能です。
一般用電源プラグがついているため危険です。

用途

地球環境にやさしいノンフロン冷媒を採用しています。
温度警報を標準装備しています（詳細、仕様表参照）。

一般冷蔵庫・冷凍冷蔵庫〈爆発性ガスに対する電気機器の分類〉

この防爆冷蔵庫・防爆冷凍庫は爆発等級2、発火度G4EP-570は、温度警報以外に機器異常警報（冷媒の防爆性能をもっています。水性ガス・水素・アセチレン・回路異常、冷凍機異常）も装備しています。

二硫化炭素（あるいはこれらのガスを発生するもの）、及び自己反応性物質（危険物第５類）の貯蔵のためや、前〈危険場所で使用されるプラグとコンセント例〉
耐圧防爆形プラグとコンセント＊＊＊ 防爆制御機器の耐用年限 ＊＊＊

仕 様

1. 定
2. 極
3. 材

格：AC250V 15A 屋内外兼用形
数：主極2P＋接地極1P〔ZERA3152〕
質：本体 アルミダイカスト
蓋アルミダイカスト
プラグ 亜鉛ダイカスト
4. 塗装仕様：5Y7/1〔外面のみ〕
5. 質
量：3.6Kg
6. 検定番号：第T62082号

星 和 電 機（株）

〈電源ケーブル〉※必ずアースをお取りください。
（第3種接地工事）
先端形状

本社
北海道支社
東京支社
中部支社
関西支社

TEL 0774-55-8181
TEL 011-222-5321
TEL 03-5217-2111
TEL 052-972-6761
TEL 06-6444-3911

赤電源※出荷時には、暫定的に起動確認用のプラグ（上写真）が取り付けてありますが、防爆プラグで
黒 アース はありません。
実際ご利用頂く際には、必ず使用M4丸端子 条件に適したプラグに付け替えてください。
白電源ケーブル
30mm

防爆制御機器は、定期的な点検や保守にてパッキンやユニットの交換を行って頂いても、使用年数が経過して行くと材料の劣化等に依り、防爆性能の維持が困難になってきます。特に、防爆制御機器の設置されている環境は、製品寿命に直接影響を与える要因が多数存在します。従って、防爆性能の維持が困難だと思われる場合には、速やかに製品更新の検討をお願いします。この事が電気機器に依る爆発等の大きな災害を防ぐ唯一の方法です。以下に、その防爆制御機器の製品寿命として、目安の年限を示します。
種類

適正交換時期

耐用の限度

耐圧防爆構造１５年

２０年

安全増防爆構造

１0年

１５年

内圧防爆構造１５年

２０年
防爆制御機器技術連絡会

出典：「防爆安全ガイドブック（設備安全のための防爆電気機器点検ガイド）2013・第2.2印」
一般社団法人 日本電気制御機器工業会

注：上記は「防爆冷蔵庫」の耐用年数ではありません。

記のガスの状況下では絶対に使用しないでください。表に示す太枠内の爆発性ガスに対しては、使用できます。な
お、本機は危険場所の分類中、1種場所・2種場所で使用することができます。
製薬・医薬品系、化学系、半導体系、工業・自動車系など
で有機溶媒等の可燃性物質の貯蔵に使用されています。

発火度
爆発等級

T1（G1）

T2（G2）

T3（G3）

T4（G4）T5
T6（G5） （G6）エタノール
ガソリン アセトアルデヒド
アセトン
アンモニア
酢酸イソベンチル ヘキサン エチルエーテル
一酸化炭素 I-ブタノール
エタンブタン
酢酸
無水酢酸
IIA
酢酸エチル
（ 1 ） トルエン
プロパン
ベンゼン
メタノール
メタン
石炭ガス
IIB
（2）

エチレンエチレンオキシド

水性ガス
IIC
（ 3 ） 水素

アセチレン

二硫化炭素

この防爆冷蔵庫・防爆冷凍庫は防爆プラグとコンセントの使用により危険場所の

危険場所の分類 うち1種場所・2種場所で使用することができます。
0 種 場 所
1 種 場 所
2 種 場 所
非危険場所

爆発性雰囲気が連続的または長時間持続して存在する可能性のある場所
正常状態で爆発性雰囲気が周期的またはときどき生成される可能性がある場所
異常状態で爆発性雰囲気が生成される可能性がある場所
異常状態においても爆発性雰囲気が生成する可能性がない場所

冷蔵

冷凍 冷蔵

0℃〜＋10℃−20℃〜＋10℃
615
560

510

455

50/60Ｈz

1,860,000●外寸法：W850×D（900+120）
×H1890㎜

開口474●電源：AC100Ｖ

50/60Ｈz

70245

480

3501320●電源：AC100Ｖ

EP-570

開口778●外寸法：Ｗ610×Ｄ（615＋40）
×Ｈ1320㎜（フロン排出抑制法 対象外）

40

800
900

850,000610

デジタル温調器、ノンフロン冷媒採用!

579

正面図

右側面図
（単位：㎜）

1 ドレンボックス（パネルの裏側に設置）
温度計
3 警報ランプ
4 温度調節器

32

露受け板
710

680

開口650

1890

4蔵
640

0℃〜＋10℃
665
750

610

650

50540

正面図

1,100,000

約399

冷

1200
冷蔵使用時有効1120

2

開口1160

1120

900

850

右側面図
（単位：㎜）●外寸法：Ｗ750×Ｄ（665＋40）
×Ｈ1750㎜

50/60Ｈz

1230

1330

開口1208

開口614

1750

●電源：AC100Ｖ

236

1 ドレンボックス
2

警報ランプ（上段：温度異常、下段：機器異常）

3

4

770

245

480

350

15

正面図

右側面図

7

デジタル温度表示（上段：庫内温度、下段：設定温度）

4

警報ブザー

5

温調操作ボタン6

警報ブザースイッチ

7

電源スイッチ（単位：㎜）

1 ドレンボックス
13

24（パネルの裏側に設置）
温度計
3 警報ランプ
4 温度調節器
2オプション■ 設置固定金具
製品を床面に固定するための金具です。

後■EP-180/400用

製品本体

・品名：L 型金具
・サイズ ：W150×H250mm
・材質 ：SUS430（4本セット）
・価格：￥44,000

前

150㎜

EP-180, 400の固定位置

100㎜■EP-570用

後

製品本体

・品名：L型金具
・サイズ ：W100×H110mm
・材質 ：鉄＋塗装（4本セット）・価格：￥44,000

前

EP-570の固定位置※床面への固定（アンカー打ち等）は、お客様にて対応願います。

■ 耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランド
・型式：SBM-16R ・本体材質：亜鉛合金ダイカスト
・耐圧パッキン材質：クロロプレンゴム
・表面処理：ニッケルメッキ
・価格：¥5,500/個（部品単体での価格です。製品に取付けて出荷する場合、別途費用が発生します。）
注.当部品は外部警報出力（温度異常、機器異常）、伝送出力を利用する際に必要となります。
ケーブルを接続した状態で出荷することも可能です（部品単体の価格です。製品に取付けて出荷する場合、別途費用が発生します）。詳細は別途お問い合わせください。