Produktinformation

LIF 481 Dplus
Inkrementales offenes­Längenmessgerät
plus s­ enkrechter Zusatzspur

02/2022

LIF 481 Dplus

Inkrementales offenes Längenmessgerät• Zusätzliche Y-Spur für Messungen von Abweichungen quer zur Messrichtung• Maßstab aus Glaskeramik, Befestigung mit PRECIMET oder Spannpratzen

Maßstab gepratzt

Maßstab geklebt

Montagefläche für Abtastköpfe

F = Maschinenführung* = Max. Änderung bei Betrieb
L = Gesamtlänge
ML = Messlänges = Beginn der Messlänge MLr = Referenzmarken-Lagee =	Epoxy Klebung Fixpunkt, Ausführung an den Referenzmarken dargestellt(Alternativ auch z.B. bei ML/2 möglich)
1 = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit für Ausgangssignale gemäß Schnittstellenbeschreibung

2Produktinformation LIF 481 Dplus   02/2022

Maßstab

LIF 401 Dplus

Maßverkörperung
Längenausdehnungskoeffizient
Teilungsperiode

SUPRADUR-Phasengitter auf Zerodur-GlaskeramikÞtherm  (0 ± 0,1) · 10–6 K–1
8 µm

Genauigkeitsklasse*X-Richtung: ±3 µm; Y-Richtung: ±20 µm

Messlänge ML* in mm  70	 120	 170	 220	 270	 320	 370	 420	 470	 520	 570	 620	 670	 720770	 820	 870	 920	 970 1020 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840
1940 2040 2140 2240 2340 2440 2540 2640 2740 2840 2940 3040

Messbereich der Y-Spur±1 mm

Referenzmarken

eine Referenzmarke am Messbeginn

Masse

247 g/mAbtastkopf

LIF 48

LIF 47

Schnittstelle» 1 VSS TTL

Integrierte Interpolation*
Signalperiode
Messschritt1)

–
4 µm
–

5fach
0,8 µm0,2 µmGrenzfrequenz 1 MHz–

Abtastfrequenz*–

Flankenabstand a10fach
0,4 µm0,1 µm20fach0,2 µm0,05 µm

50fach0,08 µm
0,02 µm

100fach0,04 µm
0,01 µm

 500 kHz 250 kHz 125 kHz 250 kHz 125 kHz
 62,5 kHz

 250 kHz 125 kHz
 62,5 kHz

 100 kHz 50 kHz 25 kHz 50 kHz 25 kHz 12,5 kHz–

 0,080 µs
 0,175 µs
 0,370 µs

 0,080 µs
 0,175 µs
 0,370 µs

 0,040 µs
 0,080 µs
 0,175 µs

 0,040 µs
 0,080 µs
 0,175 µs

 0,040 µs
 0,080 µs
 0,175 µs

Verfahrgeschwindigkeit2)

 240 m/min

 120 m/min
 60 m/min
 30 m/min

 60 m/min
 30 m/min
 15 m/min

 60 m/min
 30 m/min
 15 m/min

 24 m/min
 12 m/min
 6 m/min 12 m/min
 6 m/min
 3 m/minInterpolationsabweichungPositionsrauschen RMS–±12 nm3)
0,6 nm (1 MHz )Elektrischer Anschluss*Kabel 0,5 m/1 m/3 m mit Stecker Sub-D, Stift, 15-polig; Schnittstellen-Elektronik im Stecker

Kabellänge

siehe Schnittstellenbeschreibung, jedoch
Inkremental:  30 m; Homing, Limit:  10 m; (mit HEIDENHAIN-Kabel)

Versorgungsspannung

DC 5 V ±0,25 V

Stromaufnahme< 150 mA

Vibration 55 Hz bis 2000 Hz
Schock 11 ms

 400 m/s2 (EN 60068-2-6)
 500 m/s2 (EN 60068-2-27)

Arbeitstemperatur

0 °C bis 50 °C

Masse

–3 dB

Abtastkopf*Anschlusskabel
Stecker< 165 mA (ohne Last)für Maßstab aus Zerodur-Glaskeramik: 25 g
38 g/m75 g* Bei Bestellung bitte auswählen1)
Nach 4fach-Auswertung2)
Bei TTL: Max. Verfahrgeschwindigkeit bei Referenzierung 9,6 m/min (40 kHz)
3)
–3 dB Grenzfrequenz der nachfolgenden Elektronik
Produktinformation LIF 481 Dplus   02/2022

3Elektrischer Anschluss

Verbindungskabel
Verbindungskabel PUR [6(2 x 0,09 mm2) + (4 x 0,16 mm2)] AV = 0,16 mm2
Verbindungskabel PUR [6(2 x 0,16 mm2) + (4 x 0,5 mm2)] AV = 0,5 mm2¬ 8 mm¬ 6 mm1)

einseitig verdrahtet mit Stecker Sub-D,­Buchse, 15-polig

354411-xx

355398-xx

komplett verdrahtet mit Stecker Sub-D, Buchse
und Stecker Sub-D, Stift, 15-polig

354379-xx

355397-xx

1)

Maximale Gesamtkabellänge 9 m
AV: Querschnitt der VersorgungsadernAnschlussbelegung
Stecker Sub-D, 15-polig

Spannungsversorgung« TTL

sonstige Signale

4122

101

93

11147138615

5UP

Sensor
5V0V

Sensor
0V

Ua1¢

Ua2£

Ua0

¥

H3)

L3)

PWT1)

frei

A+A–

B+

B–

R+R–

belegtbelegt

frei

blau

weiß/
grün

weiß

braun

grün

grau

rosa

rot

gelb/

» 1 VSS2)

Inkrementalsignalebraun/
grün

Kabelschirm liegt auf Gehäuse; UP = Spannungsversorgung
Sensor: Die Sensorleitung ist im Messgerät mit der jeweiligen­Spannungsversorgung verbunden
Nicht verwendete Adern und Pins dürfen nicht belegt werden.

          
 

1104654 · 02 · A · 01 · 02/2022 · PDF

schwarz violett

grün/gelb/schwarz schwarz

1)

Umschaltung TTL/11 µASS für PWT
Farbbelegung des Verbindungskabels
3)
Nur gültig für LIP 6000/LIF 400
2)

Mit Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre
­Gültigkeit. Für Bestellungen bei HEIDENHAIN maßgebend ist immer die zum­Vertragsabschluss aktuelle Fassung der Produktinformation.

Weitere Informationen:
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung sind die Angaben in folgenden Dokumenten
einzuhalten:• Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten
1078628-xx• Prospekt Offene Längenmessgeräte
208960-xx• Prospekt MULTI-DOF Messtechnik für mehrere Freiheitsgrade
1349070-xx