No.557

摩擦測定機
・・あらゆる素材の摩擦係数が安定して測定できます傾斜法による確かな測定［静摩擦測定］目

的プラスチックや紙などの静摩擦係数を傾斜法により測定する試験機です。
参考規格：JIS P 8147

［静摩擦測定］テーブルの傾斜にはサーボモーターを採用することにより傾斜速度の安定性が向上し、スレッドの滑り出し開始角度および静摩擦係数μs（tan θ）が測定後直ちにデジタ
ル表示します。

特省スペース、コンパクト！
最軽量、自社比約 60％減！

長目❶ 静摩擦係数、スレッド滑り出し開始角度が試験後直ちにデジタル表示されます。（注 1）❷ 5 段階のテーブル傾斜速度が選択できます。
❸ サーボモーターの採用により安定した傾斜速度が得られます。
❹ A4 サイズのサンプルがそのまま試験できます。
❺ 外部出力機能（RS-232C）により簡易プリンターに試験結果を的

この装置は、傾斜法によりプラスチック、フィルム、紙、ゴム、ガラス、繊維などの静摩擦係数を測定します。
参考規格：JIS P 8147

印字させることができます。（オプション）（注 2）❻ PC を接続することにより傾斜速度の設定・テーブルの 駆 動をPC から行うことができ、試験結果も表示・保存することができ特ます。（オプション）（注 2）❶ 液晶ディスプレイを採用しており、試験条件設定・表示・試験結（注 1）スタート台にリミットスイッチが取り付けてあり、スレッドがスタート台を離れる瞬時を正しく検出します。
リミットスイッチがストッパー側に取り付けたタイプ（旧型）を御希望の場合は御用命下さい…オプション（注 2）PC と簡易プリンターは同時に接続できません。

2

F

長果表示などの操作が簡単です。

❷ コンパクトに設計されており、卓上式でスペースをとりません。

RI

CT

ION

テーブル移動による確かな測定

New［動摩擦測定］［静摩擦測定］目

的特長

本装置は試験片を相手材料の上を滑らせてプラスチックフィルムや、紙等の滑り摩擦による静摩擦係数及び動摩擦係数の測定をする装置です。
テーブルに取り付けられた試料とスレッドに巻き付けられた試料との間に生じる摩擦抵抗をロードセル（荷重変換器）で検出し、演算後摩擦係数として表示します。

❶ 測定グラフをタッチパネル上で確認できます❷ 測定結果を保存できます（最大 100 データ）
❸ 外部出力機能（RS-232C）により、簡易プリンターに測定条件・測定 結果を印字させる事ができます（オプション）（注）❹ 外部出力機能（RS-232C）により、PC で測定結果の表示・保存ができます（オプション）（注）❺設定により表示言語の切り替えができます（日本語・英語）❻ 荷重表示はレンジレスです❼ 安全カバーが装着できます （オプション）

安全カバー装着時※（注）PC と簡易プリンターは同時に接続できません

TE

STE

R3

仕測定

方法

測定

範

囲テーブルス

レッド

操作部

AN

静摩擦係数（tanθ）
傾斜角度
傾斜速度
最大傾斜角度
復帰速度
駆動モーター
テーブル寸法
試験片寸法
形状
質量表示部
バックライト寿命
カレンダータイマー

試験データ保存外 部 出 力
参 考 規 格電源本 体 寸 法質量オ プ シ ョ ン様摩擦測定機ソフト
簡易プリンターストッパー側リミッター

AN-S2

傾斜法
0 〜 2.747（最小目盛 0.001）
0 〜 70.0 ゜（最小目盛 0.1）
1.0、1.5、2.0、2.7、3.0（゜/s）70 ゜
15 ゜ /s
サーボモーター
W320 × D210㎜
最大 A4 サイズ、最大厚さ 3㎜
60 × 100㎜
1000ℊ（参考規格 JIS P 8147）
シートパネルーーーなし
有（RS-232C 通信）
JIS P 8147
ＡＣ 100V 50 ╱ 60Hz
3Ａ
W360 × D550 × H250㎜
約 28㎏

傾斜法
0 〜 1.732（最小目盛 0.001）
0 〜 60.0 ゜（最小目盛 0.1）
1.5 ± 0.5 ゜ /s60 ゜
1.5 ゜ /s
DC モーター
W150 × D120㎜
最大 W150 × D120㎜、最大厚さ 3㎜
W60 × D100㎜ー底面 R3㎜
1000ℊ 1.74kPa（規格 1.64 ± 0.24kPa）

型式 DA
型式 P3
型式 SE…リミッター移動距離

共通エクセル取込ソフト
型式 P3

タッチパネルディスプレイ
W99 × H40㎜
約 50000 時間（節電自動消灯）
一次リチウム電池（寿命 5 年以上）5件
有（RS-232C 通信）
JIS P 8147
ＡＣ 100V 50 ╱ 60Hz
2Ａ
W280 × D468 × H235㎜
約 12㎏
型式 EX

最大 40㎜

HM-3
テーブル

◦ガラス板
◦SUS 板 #400

W330 × D225 t=5W330 × D225 t=5（SUS： t=2 、アクリル：t=3）
より選択

試験結果表示

静摩擦係数

電単相 AC100 ～ 240Ｖ

源

機 体 寸 法、 質 量及び動摩擦係数50/60Hz 2.2A (AC100V)

約 W540 (MAX 630) x D350 x H280mm
安全カバー装着時
約 W650 x D350 x H330mm

約 20kg型式

移動距

離1 ～ 200mm

測定

速度5 ～ 1500mm/min◦測定速度：5 ～ 2000mm/min

荷重

検出

10N、20N、50Ｎ より選択（レンジレス）◦データ処理ソフト 型式 D3◦ノート PC 型式 NOTEPC◦簡易プリンター 型式 P3

荷重表示分解能0.001Ｎ

最小静摩擦検知荷重0.100N◦プラスチックフィルム及びシート用形状 63 × 63mm、質量 200ℊ

ス

レッド

設

定

項目

（参考規格 JIS K 7125、ISO 8295）◦紙及び板紙用
形状 60 × 100mm、質量 1000ℊ（参考規格 JIS P 8147）
より選択
サンプル名、移動速度、移動距離、スレッド質量

本 社・ 東 京 支 店 〒 114-8557
大 阪 支 店 〒 564-0052
名 古 屋 支 店 〒 461-0003

オ プ シ ョ ン

◦安全カバー 型式 ASC-LS◦移動テーブル マグネットホルダー仕様

約 19kgSP-M20

型式TBL-MG◦ホルダー付スレッド 200g ※型式 SL- MG2
マグネットホルダー付き、接触面積：63mm x 63mm、被覆材料：フェルト◦ホルダー付スレッド 1000g ※型式 SL- MG1
マグネットホルダー付き、接触面積：60mm x 100mm、被覆材料：なし※試験テーブル、サンプルに磁性材料を用いる場合は使用不可

東 京 都 北 区 滝 野 川 ５ − 15 − ４ TEL 03-3916-8181（代表） FAX 03-3916-8173
大 阪 府 吹 田 市 広 芝 町 ５ − ３（ 豊 田 ビ ル ） TEL 06-6386-2851（代表） FAX 06-6330-7438
名 古 屋 市 東 区 筒 井 ３−30−12（森ビル別館 ） TEL 052-933-0491（代表） FAX 052-933-0591● https://www.toyoseiki.co.jp/●記載内容は改良のため変更することがあります。

2106020 M