­Produktinformation

RON 905
Hochgenaues inkrementales
Winkelmessgerät mit­Eigenlagerung

06/2022

RON 905• integrierte Statorkupplung• einseitig offene Hohlwelle• Systemgenauigkeit ±0,4”Inkremental
RON 905

Maßverkörperung

DIADUR-Teilkreis mit Inkrementalspur

Strichzahl

36 000

Systemgenauigkeit±0,4”

Positionsabweichungpro Signalperiode

 ±0,3”

Schnittstelle» 11 µASS

ReferenzmarkeeineGrenzfrequenz –3 dB

 40 kHz

Elektrischer Anschluss

Kabel 1 m, mit Stecker M23, Stift, 9-polig

Spannungsversorgung

DC 5 V ±0,25 V/ 250 mA (ohne Last)

Kabellänge1)

 15 mWelle

einseitig offene Hohlwelle

Mech. zul. Drehzahl

 100 minAnlaufdrehmoment 0,05 Nm bei 20 °C

Trägheitsmoment Rotor

0,345 · 10–3 kgm2

Zulässige Axialbewegung
der Antriebswelle2)

 ±0,2 mm

Eigenfrequenz 350 Hz

Vibration 55 bis 2000 Hz
Schock 6 ms2
 50 m/s (EN 60068-2-6)
 200 m/s2 (EN 60068-2-27)

Arbeitstemperatur

10 °C bis 30 °C

Schutzart EN 60529

IP64Masse 4 kg1)
2)

–1

Mit HEIDENHAIN-Kabel
Bereich beinhaltet Montagetoleranzen und thermische Ausdehnung. Keine dynamische Bewegung zulässig

Kabel radial, auch axial verwendbar
A = Lagerungk = Kundenseitige Anschlussmaße
1 = Drehrichtung der Welle für Ausgangssignale I2 nacheilend zu I1

2

Produktinformation RON 905   06/2022

Produktinformation RON 905   06/2022

3

Mechanische Geräteausführungen und Anbau• Wellenankopplung RON 905
Der RON 905 hat eine einseitig offene
Hohlwelle. Die wellenseitige Verbindung
erfolgt über eine axiale Zentralschraube.

Die Winkelmessgeräte RON 905 habeneine Eigenlagerung und eine statorseitige
Kupplung. Die zu messende Welle wird
­direkt mit der Welle des Winkelmessgeräts
verbunden.
AufbauDie Teilscheibe ist fest mit der Hohlwelleverbunden. Die Abtasteinheit ist auf derWelle mit Kugellagern gelagert und übereine statorseitige Kupplung mit dem Gehäuse verbunden. Statorkupplung undDichtungskonzept kompensieren axiale
und radiale Anbauabweichungen in hohem
Maße ohne Einschränkung der Funktionsfähigkeit und der Genauigkeit. Dies erleichtert den Anbau. Insbesondere bei einerWinkelbeschleunigung der Welle muss dieKupplung nur das aus der Lagerreibung­resultierende Drehmoment aufnehmen.
Winkelmessgeräte mit Statorkupplungweisen daher ein gutes dynamisches­Verhalten auf.

Anbau RON 905

Anbau
Das Gehäuse wird über Anschraubflansch
und Zentrierbund fest mit der Anbaufläche
des Maschinenteils verbunden.

4Zu verwendende Materialien für den­AnbauFür die Maschinenwelle und die Befestigungskomponenten ist Stahl zu verwenden.
Das Material muss einen thermischen­AusdehnungskoeffizientÞ = 10 · 10–6 K–1 bis 16 · 10–6 K–1 aufweisen.
Zusätzlich sind folgende Materialkennwerte
einzuhalten:• bei Hohlwellenanbindung
Rm  650 N/mm2
Rp0.2  370 N/mm2• bei Gehäuseanbindung
Rp0.2  370 N/mm2

Produktinformation RON 905   06/2022

Produktinformation RON 905   06/20225DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 583301 Traunreut, Germany +49 8669 31-0
 +49 8669 32-5061
info@heidenhain.dewww.heidenhain.com

1382220 · 00 · A · 01 · 06/2022 · PDF

Mit Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre
­Gültigkeit. Für Bestellungen bei HEIDENHAIN ist immer die zum Vertragsabschluss­aktuelle Fassung der Produktinformation maßgebend.

Weitere Informationen:
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung sind die Angaben in folgenden Dokumenten
einzuhalten:• Prospekt Winkelmessgeräte mit Eigenlagerung
591109-xx• Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten
1078628-xx• Prospekt Kabel und Steckverbinder
1206103-xx
Prospekte und Produktinformationen finden Sie unter www.heidenhain.de.