サーミスタ温度計

新製品のお知らせ暫定版 近日発売

HT-T/HTL-T

で式
方算
演の独自度
精換
12,4002,400
高い変＊サーミスタは付属しません。
お客さまにてご用意ください。

LED
緑LED
緑タイプ

円〜

表示無しタイプHTL-2401T

HTL-2401T
40ms- 出力更新

HT-2401T
1ms- 出力更新

日本製

ココリサーチ独自の B2 定数対数近似演算で、演算で、B1定数演算より精度良く変換します。
変換精度の例

B2 定数対数近似演算の場合

B1定数演算の場合
定数演算の場合±0.05% rdg 以内±0.5% rdg 以内±3% rdg 以内

0䉝〜 150䉝

0䉝〜 100䉝

100䉝〜 150䉝

＊

＊

＊

MADE IN JAPAN

工場出荷時
設定変更
対応

社内計測データ
芝浦電子製PB-43使用
工場出荷時設定の場合＊上記の変換精度はB2、B1とも抵抗測定誤差（㼼0.02％ FS@23䉝䠅䜢ྵ䜏䜎䛫䜣䚹軽量60g・小型、
カスタム自由抵抗測定誤差±0.02％ FS@23䉝

DINレール取付タイプ 制御盤内の変換器用途に16bit アナログ出力
デジタル通信でデータ管理

表示器なし

表示器あり

HT-2451T

HT-2431T

CAN・RS-485

CAN・アナログ 同時出力
BCDより配線数を劇的に減らせるCANデジタル通信とアナログ出力の2系統接続で、システムの安全性向上

前面防水パッキン付属・
後面 USBタイプ

USBで設定値を安全管理

HT-2411T

設定値を保存・照合、USB給電でも動作

多CH対応

充実の平均化機能

最大99の移動平均数で、応答良く安定した制御

DCフリー電源 HT-T：DC+7 〜 60V ／ HTL-T：DC+7 〜 30V
取外し・取付け工程短縮
校正などメンテナンスの作業性・安全性に配慮

例：6CH 計測器
LCD 表示速度計や電圧計など*も組み込んだ多CHタイプの計測器もご提案可能*下記ラインナップの計測が 組合せ可能

専用PCソフト(無償)で計測管理・ロギング
LINKSHIP

取付フック

事前にコネクタへ配線し、取付

CSVデータロギング

LINKSHIPやPCなしで設定できるプログラムローダ（設定器）PL-5Aもご用意

オプション

スプリングロック式プラグコネクタ

電源：単3アルカリ乾電池4本またはACアダプタ
データロギングはできません。

M2スクリュー式プラグコネクタ

ラインナップパネルサイズ48×96DIN
24×48DIN
48×96 DIN

パネルサイズ

出力更新速度

0.1ms / 1ms / 2ms 〜：機種による
0.1ms / 1ms / 2ms 〜：機種による
40ms 〜：ローコストタイプ

24×48 DIN

パネルサイズ

設定値管理

PL-5A
（別売）

シリーズ名

サーミスタ

熱電対

測温抵抗

電流

電圧

抵抗

速度

周波数偏差

EX48

HT-4801T

HT-4801

HT-4801R

PSA-4801

PSV-4801

RR-4801SPD-4801

HT-4801

EX24HT-2401T

HT-2401

HT-2401R

PSA-2401

PSV-2401

RR-2401SPD-2401

HT-2401

EXL24HTL-2401T

HTL-2401

HTL-2401R

PSAL-2401 PSVL-2401

RRL-2401

SPDL-2401

HTL-2401■共通仕様

名称
型式
【入力部】
入力信号
測定レンジ
測定範囲
開放電圧
抵抗測定誤差
変換精度
演算式B1
演算式B2

暫定版

サーミスタ温度計HT-2401T（1ms-出力更新）／ HTL-2401T（40ms-出力更新）

1点 サーミスタ（NTC)40k䃈
0䃈〜 40k䃈 最小分解能 1.5䃈
3.3V 測定電流 50uA
㼼0.02％ FS@23䉝
（抵抗測定誤差含まず：芝浦電子製PB43使用、工場出荷値設定の場合）
0䉝䡚 100䉝䚷㼼0.5%rdg 以内 100䉝䡚 150䉝䚷㼼3%rdg 以内
0䉝䡚 150䉝䚷㼼0.05%rdg 以内

サーミスタ温度計 HT-T / HTL-T■オプション

【CAN】
通信仕様

通信機能
設定項目
出力更新時間CAN2.0B 10k ／ 20k ／ 50k ／ 100k ／ 250k ／ 500k ／ 1M bps
フォーマット（INTEL ／ MOTOROLA）とフレーム（11bit ／ 29bit）は設定可能
設定値の書込・読込 ／測定値連続出力
CAN送信ID、CAN受信ID
HT-T：1ms- 9999ms ／ HTL-T：40ms - 9999ms 1ms単位で設定【アナログ出力】
出力信号
D/A 変換方式
出力分解能
負荷抵抗
出力精度
温度変動
出力スケーリング
出力更新時間演算後応答時間

0-10V ／ 0-5V ／ ±10V ／ ±5V ／ 4-20mA 【機種を選択】
DAC変換方式
16bit（各レンジにおいて 50,000以上）
電流出力 300䃈以下
電圧出力 4.7k䃈以上
電圧出力 ±0.1％ of FS@23䉝 電流出力 ±0.3％ of FS@23䉝±200ppm ／䉝 以下
フルスケール、ゼロスケール設定で任意のスケーリング可能
HT-T：1ms- 9999ms ／ HTL-T：40ms - 9999ms 1ms単位で設定
1ms以下（0 →90％）応答5948

【演算部】
動作方式
ΔΣ積分方式
移動平均数
1 - 99（表示移動平均数は 1 - 9）
分周（パルス平均） 1 - 99
制御入力
標準機能 1 点
設定内容
ホールド（現在値・最大値・最小値・変動幅最大値）ゼロシフト 、スパンシフトから選択してCTL*へ設定。
外部から制御。端子は CTL1 で割付【コンパレータ（警報）出力】
制御入力のON 論理設定でノーマルオープン ／ ノーマルクローズ設定可能
出力数
2点
操作方法
制御入力
（CTL*）端子（ON 論理）を GND短絡（開放）でON 、開放（短絡）で出力形態
絶縁型無接点出力（フォトモスリレー）出力回路：極性なし
設定内容が反映。
制御入力機能を割付設定可能。
コンパレータ動作条件がONの時、COMP-COM間抵抗値：50䃈以下
データ通信
通信によりコマンド制御可能（USB 、CAN 、RS-485）
定格
AC / DC280V 100mA max（抵抗負荷）／ ON 抵抗：50䃈以下
ホールド（現在値・最大値・最小値・変動幅最大値）ゼロシフト 、スパンシフトの制御
出力論理
極性付で比較
※通信での設定コマンドは、端子入力では解除不可、必ずリセット実行
以下： 比較値以下で出力ON ／比較値以上でOFF応答動作応答動作の設定可能 1ms-1999ms
以上： 比較値以下で出力OFF ／比較値以上でONバックアップ
シフト動作時に値のバックアップ有効・無効の設定（電源OFFでも値は保持可）
範囲内：設定範囲内でON ／範囲外でOFF
設定値記憶
不揮発性メモリ（EEPROM）
範囲外：設定範囲外でON ／範囲内でOFF更新時間
アナログ出力更新時間の設定による HT-T:1ms/HTL-T:40ms(max.)
【表示部】
表示器
（数値）
7seg 5桁（文字高9mm）
赤 消灯可 /緑オプション【機種を選択】■外形寸法図HT-2401T / HTL-2401T
表示範囲-19999 〜 99999 オーバー表示：OL ／ゼロ表示：リーディングゼロサプレス
インジケータ
1点 電源／制御より選択
小数点位置0：□□□□□小数点なし、1：□□□□.□ - 4：□.□□□□ プログラムモードで設定
表示更新時間
0.3秒（0.1 - 9.9秒で設定可能）
表示移動平均数 1 - 9回
表示精度
20ppm±1digit@23䉝
【USB通信部】
USB通信仕様
USB通信機能
出力更新時間USB2.0：USB仮想COMによるシリアルポート通信230.4kbps
設定値の書込・読込／測定値連続出力
HT-T：1ms- 9999ms ／ HTL-T：40ms - 9999ms 1ms単位で設定

24

配線：お客さまご手配(前面パネル部)279

は標準仕様（※は省略できます）

HT□-24□□T□-□□-□□

他の仕様もご相談ください

出力更新 タイプ
CH数 計測範囲(選択) オプション1 オプション2
端子台形状※ 1ms - 0 前面USB 1 1CH 4R4 0-40k䃈 アナログ出力 デジタル通信
※ 水平
※ なし
※ なし
L 40ms- 1 後面USB
J04 M2スクリュー＊3
E1 0-10V
S01 CAN
3 表示器あり
端子台E5 0-5V
S02 Modbus RTU ＊1
DINレール取付具付 計測範囲は表示器色
順次追加予定＊3R1RS-485±10V
S03
5 表示器なし※ 赤
R5 ±5V
D2 追加制御入力
DINレール取付具付G 緑
㻵1 4-20mA＊1 準備中コンパレータ出力 コンパレータ出力＊2 コンパレータ出力3点以上は
＊2＊2
C1 1点
C2 2点
準備中
C2 2点 ＊2
＊3 取付けフックなし
B
出力オプションなし

型式例 HT-2401T-B：表示のみ ／ HTL-2401T-E1S01：アナログ0-10VとCAN※本品が安全で正常に動作するように、通気がよく温度管理の行き届いた場所でお使いください。
使用環境の動作時の温度は室内温度よりも常に高くなり、周囲の機器構成によって異なります。
必ず、使用環境温度を確認してから設置してください。
※本品は外気が本体下部から入り、内部の熱気が上部から排出されます。このため本体の周囲には通気できる適度な隙間が必要です。通気用の開口部をふさがないようにしてください。
※改良などの理由により予告なく仕様・外観を変更することがありますのでご了承ください。
※本品をご使用になって、本品の不調あるいは本品自体に起因する二次的災害発生の可能性があるときは、必ず別の技術手段による保全対策を併用してください。
※本品は、各所に新しい思想の特許が含まれています。

盤 推奨板厚：0.5 〜 9mm

放熱を妨げぬよう、本体周辺をふさがないでください。
（放熱スペースを確保ください）

製品のお問合せ：サポートセンター

本社

営業所
研究所

CAT.NO.531
2023.3.6 初版

PRINTED IN JAPAN

ホームページ

03-3382-1410 平日 9: 30 - 17: 30
support-coco@cocores.co.jp
TEL.03-3382-1021

FAX.03-3382-1200〒164-0011 東京都中野区中央 3-40-4 新中野ココリサーチビル

愛知（ 豊 川 市 ）／ 大 阪（ 大 阪 市 ）／ 東 関 東（松戸市）
東京（中野区）https：//www.cocores.co.jp/

＋0.6

70以上

45.0 0■端子接続図
本体後部

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AN OUT アナログ出力
CH1,CH2 警報（コンパレータ）出力1, 2＊1 内部共通 3 通信用 6 アナログ出力・制御入力用＊2 内部絶縁端子 1 〜 10アナログ CAN/
アナログ
アナログ
CAN/
出力 +Modbus/ 警報 2 点 出力 +アナログ
追加制御 出力 +Modbus/ CAN/
RS-485+ (コンパレータ) 警報 2 点 入力
表示のみ 出力追加制御
RS-485 Modbus/(コンパレータ)
入力
警報 2 点
端子RS-485仕様 標準 /

12345678910

電源入力（−）0V
注：AC 電源では動作しません
電源入力（＋）DC＋7 〜 60V
NC
COM*2CH1
GND*1NC
追加制御入力 1CH2DATA−（LO）
NC
追加制御入力 2
DATA＋COM*2（H I ）
GND
CH1
GND*1
GND*1
NC AN OUT NC AN OUT CH2
NC AN OUT NC AN OUT
COM*2
制御 CTL1
制御 CTL1
サーミスタ入力 COM
サーミスタ入力 INPUT

2
使用可能電線 単線䃥0.5-1.2（AWG24-16）／ 撚線 0.3-1.25mm（AWG22-16）
素線径䃥0.18以上／標準裂き線長 10mm

お買い求めはTEL.
E-mail（約20）

パネルカット寸法

使用環境温度：−10䉝 - ＋50䉝

■型式選定

106

30 以上

HT-T：DC＋7 〜＋60V ／ HTL-T：DC＋7 〜＋30V（逆接保護有）USBホストでの給電：5V
消費電力
3W以下
アイソレーション 電源／サーミスタ入力／その他の入出力
耐電圧電源／サーミスタ入力／その他の入出力：各端子間 DC500V 1分間質量約60g
使用温湿度範囲 −10䉝〜＋50䉝／ 35 〜 85%RH（但し、結露無き事）

22.2＋0.30【一般事項】
電源電圧