日本製
MADE IN JAPAN

測温抵抗計

工場出荷時
設定変更対応HT-R/HTL-R＊測温抵抗体は付属しません。
お客さまにてご用意ください。

前面パネル
グレー体
抗抵
測温応
対001PT
能付
ェック機

MODE

SEL

UP

前面パネル
青/ピンク

48×96
サイズ

抗値チ
PT100抵HT-4801R
出力更新
1ms-

計測−200℃〜＋850℃ ± 0.2％ of FS

HT-2401R
出力更新
1ms-

24×48
サイズ

HTL-2401R
出力更新
40ms-

用途例 設備・食品・液体・気温・室温など

0円イ〜プ
016,,4 示なしタ51R
17表-24
HTL

温度→CAN変換にも複数を同時計測

2点間レート設定 線形補正式

PLC
ロガー
PCなど

測温
抵抗体

16bitアナログ出力

CAN-BUS

デジタル通信でデータ管理 CAN・RS-485

DINレール取付
制御盤内の変換器用途にCAN・アナログ 同時出力BCDより配線数激減のCAN通信と、アナログ出力の2系統接続でシステムの安全性向上にも最大99の移動平均で、応答良く安定した制御

HT-2431R

HT-2451R

USBで設定値を安全管理（保存・照合）防水パッキン

前面防水パッキン付属の後面 USBタイプもご用意

USB Type-Cコネクタ標準装備

HT-2411R

取外し・取付け工程短縮
事前にコネクタへ配線、取付[プラグコネクタ] HT-24R/HTL-24R

HT-4801R

取付けフック

HT-2401R

LINKSHIP

専用PCソフト [無償] で計測管理・ロギング

LINKSHIP

設定値管理

CSVデータロギング
CSVデータロギング

スプリング
ロック式

HT-24R/
HTL-24R

M2
スクリュー式HT-48R

DCフリー電源HT-2401R
DC7- 60V

LINKSHIPやPCなしでも設定可能

HT-4801R
HTL-2401R
DC7-30V DC12-30V / AC100 -240V ※機種を選択

多CHタイプ
MODE

HT-48RSELUPENT前面パネルに設定 / 計測用ボタン

48×96
24×48NEW

出力更新速度*下記ラインナップの計測を組込可能です

実績例
6CH 計測器

HT-24R プログラムローダ（設定器）
HTL-24R ※データロギングや給電は不可

ラインナップパネルサイズ

速度計・電圧計なども組込可能

PL-5A
（別売）

NEW

シリーズ CAN変換器 サーミスタ

0.1ms / 1ms / 2ms 〜 (機種別) EX48
0.1ms / 1ms / 2ms 〜 (機種別) EX24
40ms 〜：ローコストタイプ
EXL24

熱電対

測温抵抗

電流

電圧抵抗−−

HT-48

HT-48R

PSA-48

PSV-48RR-48

速度/積算 周波数偏差SPD-48

CAN-24HT-24T

HT-24

HT-24R

PSA-24

PSV-24

RR-24

SPD-24

TQ-24

CANL-24

HTL-24T

HTL-24HTL-24R

PSAL-24

PSVL-24

RRL-24SPDL-24

TQL-24TQ-48

■共通仕様■オプション

名称
測温抵抗計（3線式）
型式（1ms-出力更新）／ HTL-2401R（40ms-出力更新）
HT-4801R ／ HT-2401R
【入力部】
入力信号
1点 測温抵抗体 Pt100
計測範囲−200℃〜＋850℃ ±0.2％ of FS
抵抗値チェック機能 0Ω～ 400Ω

【CAN 】
通信仕様【演算部】
出力移動平均数
制御入力
設定内容

1 - 99（表示移動平均数は1- 9）
ホールド（現在値・最大値・最小値・変動幅最大値）ゼロシフトから設定（ホールド入力、外部制御入力)
ゼロシフト機能：現在の入力レベルを計測のゼロ基準値として設定
1点 GNDに短絡でON 、開放でOFF（ホールド機能を設定）
2点 GNDに短絡でON 、開放でOFF（入力別にホールド機能を割付設定）
不揮発性メモリ（EEPROM）

設定方法
追加制御入力設定値記憶表示更新時間[HT-2401R, HTL-2401R][HT-4801R]
7seg赤 6桁 文字高14.2mm 消灯可
7seg赤 5桁 文字高9mm 消灯可
緑[G] オプション(HTLは赤のみ)
緑[G] オプション-19999 〜 99999-199999 〜 999999
4点 [IN], [RUN] , [C1], [C2]
1点
コンパレータONなどで点灯
電源／制御
0：小数点なし
0：小数点なし
1：□□□□□.□ 〜 5：□.□□□□□
1：□□□□.□ 〜 4：□.□□□□
0.3秒（0.1 - 9.9秒で設定可能） 表示移動平均数：1 - 9【USB通信部】
USB通信仕様
USB通信機能
出力更新時間USB2.0：USB仮想COMによるシリアルポート通信230.4kbps
設定値の書込・読込／測定値連続出力[HT-2401R, 4801R] 1- 9999ms ／ [HTL-2401R] 40- 9999ms 1ms単位で設定【一般事項】
電源電圧（逆接保護有）消費電力アイソレーション
耐電圧
質量
使用温湿度範囲[HT-2401R] DC7-60V [HTL-2401R] DC7-30V (USBホストでの給電 5V)[HT-4801R] DC12-30V ／ AC100-240V 【機種を選択】
3W以下
電源／測温抵抗入力／その他の入出力
電源／測温抵抗入力／その他の入出力：各端子間 DC500V 1分間[HT-2401R, HTL-2401R] 約60g ／ [HT-4801R] 約340g−10℃〜＋50℃／ 35 〜 85%RH（但し、結露無き事）

【表示部】
表示器
（数値）
表示範囲
インジケータ
小数点位置

測温抵抗計 HT-R / HTL-R
通信機能：設定値の書込・読込 ／測定値連続出力
CAN2.0B 10k ／ 20k ／ 50k ／ 100k ／ 250k ／ 500k ／ 1M bps
フォーマット（INTEL ／ MOTOROLA）とフレーム（11bit ／ 29bit）は設定可能
CAN送信ID、CAN受信ID[HT-2401R, 4801R] 1- 9999ms ／ [HTL-2401R] 40- 9999ms 1ms単位で設定

設定項目
出力更新時間【RS-485】
通信形式
通信速度
データ形式
通信コード

接続台数 32台（max）
2線式マルチドロップシリアル通信 通信方式：調歩同期式
9,600bps ／ 9,200bps ／ 8,400bps プログラムモードにて設定
スタートビット1bit ／ストップビット1bit ／データ長8bit ／パリティビット無ASCII【アナログ出力】
出力分解能
負荷抵抗
出力精度
温度変動
出力スケーリング
出力更新時間演算後応答時間

出力信号：0-10V ／ 0-5V ／±10V／ ±5V ／ 4-20mA 【機種を選択】
16bit
D/A変換方式：DAC変換方式（各レンジ50,000以上）
電圧出力 4.7kΩ以上
電流出力 300Ω以下
電圧出力 ±0.1％ of FS@23℃ 電流出力 ±0.1％ of FS@23℃±200ppm ／℃ 以下
フルスケール、ゼロスケール設定で任意のスケーリング可能[HT-2401R, 4801R] 1- 9999ms ／ [HTL-2401R] 40- 9999ms 1ms単位で設定1ms以下（0 →90％）応答【コンパレータ（警報）出力】 出力数：2点出力形態
絶縁型無接点出力（フォトモスリレー）出力回路：極性なし
コンパレータ動作条件がONの時、COMP-COM間抵抗値：50Ω以下
定格
AC / DC280V 100mA max（抵抗負荷）／ ON 抵抗：50Ω以下
出力論理以下： 比較値以下で出力ON ／比較値以上でOFF( 極性付で比較 ) 以上： 比較値以下で出力OFF ／比較値以上でON
範囲内：設定範囲内でON ／範囲外でOFF
範囲外：設定範囲外でON ／範囲内でOFF更新時間
アナログ出力更新時間の設定による 応答時間1ms(max.)■外形寸法図HT-2431R / HTL-2431R

79984848595255
USB-C15161719188720

端子台（プラグコネクタ）
45691011HT-24 / HTL-24のみ

37表示器色※ 赤G 緑＊499

前面パネル HT-48 のみ※ グレー
K1 青/ピンク

111.2※ スプリングロック式
J04 M2スクリュー式
DINレール取付面＊1 準備中＊2 コンパレータ出力3点以上は準備中＊3 取付けフックなし＊4 HTLの表示器は赤のみ

HT-4801R
140 背面USB

HT-2451R / HTL-2451R

2HT-48 のみ

72

130 前面USB
1 後面USB
3 表示器あり＊3DINレール取付具付
5 表示器なし＊3DINレール取付具付

本体電源 HT-48 のみ
DF DC12-30V
AF AC100-240V

POWER IN

HT-24 / HTL-24

CH数 オプション1 オプション2
1 1CH アナログ出力 デジタル通信
※ なし
※ なし
E1 0-10V
S01 CAN
E5 0-5V
S02 Modbus RTU ＊1
R1 ±10V
S03 RS-485
R5 ±5V
D2 追加制御入力
I1 4-20mA
コンパレータ出力
C2 2点 ＊2
C2 2点 ＊2B
出力オプションなし

24

前面パネル部：2HT-48
HT-24 □□R-□□-□□□□
HTL-24タイプ

24

他の仕様もご相談ください

1は標準仕様（※は省略できます）

12

■型式選定

前面パネル部：279

DINレール取付面

106

HT-2401R / HTL-2401R

48

249651.8

パネルカット寸法
HT-24 / HTL-24

70以上

お買い求めは製品のお問合せ：サポートセンター

TEL.
E-mail本社

03-3382-1410 平日 9: 30 - 17: 30
support-coco@cocores.co.jp
TEL.03-3382-1021

FAX.03-3382-1200〒164-0011 東京都中野区中央 3-40-4 新中野ココリサーチビル

CAT.NO.540
2024.2 改訂版
PRINTED IN JAPAN営業所
研究所

愛知（ 豊 川 市 ）／ 大 阪（ 大 阪 市 ）／ 東 関 東（松戸市）

ホームページ

https：//www.cocores.co.jp/

東京（中野区）

HT-4801＋0.3

22.2 045＋0.645.0 030 以上※本品が安全で正常に動作するように、通気がよく温度管理の行き届いた場所でお使いください。
使用環境の動作時の温度は室内温度よりも常に高くなり、周囲の機器構成によって異なります。
必ず、使用環境温度を確認してから設置し、通気用の開口部をふさがないようにしてください。
※改良などの理由により予告なく仕様・外観を変更することがありますのでご了承ください。
※本品をご使用になって、本品の不調あるいは本品自体に起因する二次的災害発生の可能性があるときは、必ず別の技術手段による保全対策を併用してください。
※本品は、各所に新しい思想の特許が含まれています。

放熱を妨げぬよう、本体周辺をふさがないでください。
（放熱スペースを確保ください）使用環境温度：−10℃ - ＋50℃

92