Laser Auto‑Collimator

H350R（B）‑C
取扱説明書 Ｖｅｒ １.５

駿河精機株式会社
ＯＳＴ事業部

SG08-0040-003

１．１安全上のご注意
ご使用になる前に以下の注意事項を必ずお読みください。 マークは禁止の意味を表します。
！

注 意

ここに示された注意事項を必ずお守りください。この注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、物的な損害を受けたりする可能性があります。
・使用上の注意
本製品はクラス２レーザ機器に該当します。設置、運用にはレーザ機器の安全に関する知識を有した方が担当してください。
ビームを直接覗き込んだり、光学的手段でビームを観察したりしないでください。
レーザ出射口を指で触れたり物を当てたりしないでください。測定精度が低下する場合があります。
・配線についてＨ３５０−Ｃには、ＡＣアダプタが付属されております。
このアダプタは電源投入前に接続し、正しい配線でご使用ください。
※ 付属のＡＣアダプタ以外はご使用にならないでください。
・使用環境
次のような場所でのご使用は避けてください。
−ほこりや粉塵（特に金属粉）の多いところ−直射日光の当たるところ−火気に近いところ−振動のあるところ−水や油のかかるところ−傾きのある不安定なところ−腐食性ガス、可燃性ガスのあるところ−温度変化の大きなところ−環境ノイズのあるところ
・管理／保管長時間使用しない時、本製品を移動させる時には、電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災や感電などの思わぬ事故を予防します。

2

SG08-0040-003！

注 意・分解／改造
製品の分解・改造・不当な修理は絶対に行わないでください。
感電の原因となり、危険です。
異常がある場合は、当社カスタマーサービス（フリーダイヤル 0120‑789‑446）までご連絡ください。
・修理のご依頼を次の場合は、ただちに電源プラグを抜いてください。
その後、当社カスタマーサービスまで修理をご依頼ください。
そのまま使い続けると、火災や感電、けがの原因となります。
−異常な音がする、変な臭いがする、煙が出ているなどの異常な場合−電源コードが傷んだ場合−本製品に水をこぼしたり、内蔵に異物が入ったりする場合−本製品を落としたり、キャビネットを破損したりする場合※ お問い合わせ先 ⇒ Ｐ．１８3

SG08-0040-003

1.2 はじめにこのたびは、当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要なときお読みください。
プロセッシングユニットなどの周辺アクセサリについては、それぞれ添付の取扱説明書をお読みください。
この取扱説明書を万一紛失または損傷したときは、<お問い合わせ先>（１８ページ参照）まで、お問い合わせください。
ご発注契約の内容により、構成品・付属品が異なりますのでご注意ください。
ご注意
本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がございましたらご連絡ください。
乱丁・落丁はお取替えいたします。

1．3 レーザオートコリメータの主な特長
レーザオートコリメータは角度変位量測定器です。
・内蔵光源を平行光線として出射。少し離れた反射鏡が傾斜している場合、反射鏡の傾斜角に比例して戻り光がずれて内蔵ＣＣＤに集光されます。この集光点のずれ量と内蔵レンズの焦点距離から角度の測定が出来ます。
・内蔵ＣＣＤで集光点を検出し、本体のＢＮＣコネクタより映像出力します。
・半導体レーザを使用しているため、指向性、安定性に優れています。
・ピンホールを挿入することにより出射ビーム径を可変できます。
・ＬＤの光量調整、ＣＣＤのシャッタースピードを調整することが可能です。
基本仕様はＰ.１５を参照ください。

4SG08-0040-003

ＩＮＤＥＸ************************************************************************************

１．お使いになる前に
１．１ 安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２
１．２ はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４
１．３ レーザオートコリメータの主な特長 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４２． 装置名称および部品構成
２．１ 各部の名称と機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６
２．２ 部品の取付け方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７
２．３ 部品と装置との接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８
２．４ 装置構成と付属品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０
２．５ プロセッシングユニットを使用する場合・・・・・・・・・・・Ｐ１０
３．測定手順
３．１ レーザオートコリメータの取付け方法・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１
３．２ レーザオートコリメータの設置位置 ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１
３．３ 角度測定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１
３．４ ウェッジ基板を使用した角度校正 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１
４．その他
４．１ オプション・別売品のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２
４．２ 故障かなと思う前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１３
４．３ 基本仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１５
４．４ 外形寸法図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１５
４．５ 保証とアフターサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１７＜お問い合わせ先＞

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１８************************************************************************************

5

SG08-0040-003

２．1 各部の名称と機能②LD 光量調整
ボリューム③LD ON/OFF スイッチ

①ケーブルコネクタ④ＣＣＤ感度調整スイッチ⑤ピンホール

図 Ｈ３５０−Ｃ本体
・①ケーブルコネクタ
電源入力、映像出力を行います。付属のケーブルを接続ください。
・②LD 光量調整ボリューム
出射光の光量調整を行います。
（最大出力 1ｍW 以下）
・③LD ON/OFF スイッチ
ＬＤ出力をＯＮ／ＯＦＦします。内蔵 CCD は常時通電状態です。
・④ＣＣＤ感度調整スイッチ
ＣＣＤの感度をシャッタースピードで切り替えます。８段階調整が可能。
感度高感度低1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/10000、1/100000 sec
・⑤ピンホール
出射ビーム径の変更を行います。出射ビーム径φ6ｍｍ（Ｃ１７５はφ5ｍｍ）を付属のピンホールを差し込むことでφ1ｍｍ、φ2ｍｍに切り替え可能です。φ3、φ4 は別途オプシ
ョンのピンホールをお求めください。
6SG08-0040-003

２．２ 部品の取付け方法①スタンド（ＨＡ１０）
スタンドのベースのＭ６タップ穴に、ロッドを組み付けて下さい。

②２軸チルトステージ
スタンドに付属しているロッドクランプと２軸チルトステージの上面プレートとを付属の取付けネジで固定して下さい。２軸チルトステージの下面プレートにはレーザオートリメータを取付けます。レーザオートコリメータの本体は、付属の取付けネジで固定して下さい。

上面プレートロッドクランプ
２軸チルトステージ

下面プレート③モニタブラケット
モニタに付属されている取付け具をモニタに取付けます。モニタブラケットのローレット部分を図のように挟み込みます。ロッドにモニタブラケットを取付け、クランプしてモニタの取付けが完了します。
モニタブラケット

ローレット部

挟み込む

図 モニタブラケットの使用方法
ＡＣアダプタの接続
レーザオートコリメータ，液晶モニターにＡＣアダプタを接続して下さい。レーザオート、ＤＣ１２Ｖ３００ｍＡ（C175）
コリメータには、付属のＤＣ６Ｖ，２Ａ（C050、C100）のＡＣアダプタを使用して下さい。液晶モニタにも、付属のＤＣ１２Ｖ，１ＡのＡＣアダプタを使用して下さい。
7

SG08-0040-003
その他アクセサリ
プロセッシングユニットの取り扱いに関しては、それぞれの取扱説明書を参照ください。

２．３ 部品と装置との接続
必要に応じオプションまたはお手持ちのスタンド、モニタ等を接続し測定を行ってください。
図 部品と本体の接続例

液晶モニタ
VCM-5 62 HIP

モニタブラケット
HA10 -MB

液晶モニタ
VCM-56 2H IP

HDC-CABLE1

モニタブラケット
HA10 -MB

HDC-CABLE1BNC-W

BNC-W

VIDEO-OUT

MONITOR

プロセッシングユニット
HIP-1 20 0
HIP-5 50

VIDEO-OUT

HDC12V-1000MA
LAC (BNC)MONITOR

プロセッシングユニット
HIP-12 00
HIP-5 50

DC12V
IN

DC12V
IN

HDC12V-1000MA

LAC (DC-OUT)

LAC (BNC)LAC (DC-OUT)

HDC-CABLE1

HBNC-1

HBNC-3

HDC6V-850MA

レーザオート
コリメータ

レーザオートコリメータ

H3 50
H3 50R-C1 75

チルトステージ

チルトステージ

スタンド HA1 0

スタンド HA1 0

H350R(B)‑C050、C100 フルセット

H350R‑C175 フルセット

8

SG08-0040-003

液晶モニタ
VCM-562P(目視フィルム付き)

液晶モニタ
VCM-562P(目視フィルム付き)

モニタブラケット
HA10-MB

モニタブラケット
HA10-MB

BNC-PBNC-P

HDC12V-1000MA

HDC12V-1000MA

HBNC-3

HBNC-1

HDC12V-300MA

HDC6V-850MA

レーザオートコリメータ

レーザオートコリメータ

H350

H350R-C175
チルトス テージ

チルトス テージス タンド HA10ス タンド HA10

H350R(B)‑C050、C100 ハーフセット

H350R‑C175 ハーフセット

9SG08-0040-003

２．４ 装置構成と付属品
この製品には以下の構成品・付属品があります。ご確認ください。

■

レーザオートコリメータ 単品購入した場合の構成
光学ヘッド本体部

１個

取扱説明書

１部

ＡＣアダプタ・映像出力ケーブル

１個（長さ 1.5ｍ）*）ＡＣアダプタ、付属ケーブルは C050、C100 と C175 では異なります。
詳細はＰ．１５の仕様一覧を参照ください
ピンホール*）

１枚*）出射ビーム径をφ1ｍｍ、φ2ｍｍに切り替え可能。
φ3ｍｍ、φ4ｍｍ、φ0.5ｍｍは別途オプションのピンホールをお求めください。

■

レーザオートコリメータ セット購入した場合の構成●セット構成一覧表

セット名称

セット型式

モニター

フルセット

H350*‑C***/F**

VCM‑562HIP

モニタ
ブラケット
HA10‑MB

モニタ＆HIPセット
HIPセットH350*‑C***/M**

VCM‑562HIP−−

H350*‑C***/H**

ハーフセット（度表示）
ハーフセット（分表示）
モニタセット（度表示）
モニタセット（分表示）

H350*‑C***/D‑H

VCM‑562P

スタンド

チルトステージ

HA10

HB10−

−−−

−

HA10‑MB

HA10

HB10

HA10‑MB

HA10

HB10

プロセッシングユ 変換プレート
ニット
H350‑APHIP‑1200/***‑P
HIP‑550/***‑P−
HIP‑1200/***‑P
HIP‑550/***‑P−
HIP‑1200/***‑P
HIP‑550/***‑P−H350‑AP（度表示フィルム付）

H350*‑C***/M‑H

VCM‑562P−

H350‑AP（分表示フィルム付）

H350*‑C***/D

VCM‑562P−−−−−−−−−−（度表示フィルム付）

H350*‑C***/M

VCM‑562P（分表示フィルム付）

２.５ プロセッシングユニットを使用する場合工場出荷時に角度校正は行っておりますので、基本的に校正をする必要はございません。但し、誤って角度校正値を変更してしまったり、型式の異なるオートコリメータを使用する場合には、再度角度校正が必要となります。角度校正の詳細は、プロセッシングユニットの取扱説明書をご参照ください。
ハーフセットまたはモニタセットでご購入のお客様は、液晶モニタに校正されたフィルム（角度の目盛つき）が付属されておりますので目視検査の目安としてください。

10

SG08-0040-003

３．測定手順以下に測定手順を示します。
3.1 レーザオートコリメータの取付け → ２．２の項目（Ｐ.7〜8）を参照してください。
3.2 レーザオートコリメータの設置位置（0 度の設定）
本体のレーザ出射口からパラレルミラー（HS‑0）までの距離を対象物測定距離にしてください。
パラレルミラーで反射されたレーザ光が中心に重なるように２軸チルトステージ（HB10）を使って調整します。測定距離に関しては 4.3 基本仕様を確認してください。 ⇒Ｐ．１５
十字ライン

中心点

パラレルミラー
調整した状態での画面

図 レーザオートコリメータの取付け方法およびチルト調整後のモニタ画面
3.3 角度測定
角度傾斜のある物体を置くとその角度に応じて、戻り光が検出されます。戻り光が検出されない場合は、ＬＤの光強度を強めたり、ＣＣＤの感度調整、プロセッシングユニットのしきい値の調整などを行ったりしてください。それでも検出されない場合は、レーザオートコリメータの測定範囲を超えているかもしくは測定対象物の反射率が低すぎる場合があります。
3.4 ウェッジ基板を使用した角度校正
オートコリメータの角度の確認は下図のようにパラレルミラーとウェッジ基板を使用します。確認手順は①パラレルミラーを置きます②チルトステージを使用して十字ラインの交点に戻り光を重ねます③パラレルミラーの下にウェッジ基板を置きます④ウェッジ基板の角度とオートコリメータの角度表示（目盛の表示角度）が合っていることを確認してください。

円の表示(測定範囲の最大角）

パラレルミラー+ウェッジ基板

ラインの表示図 ウェッジ基板を用いた角度校正の方法

11

SG08-0040-003

４．その他
４．１ オプション別売品のご案内
下記オプションを用意しております。ご用途によりお買い求めください。
■光学部品
品名

角度角度公差パラレル0°

±5 秒

型式

備考
φ30,t=10

ミラー

HS‑0

片面誘電体多層膜（λ＝650nm 用）

ウェッジ基板1°

HS‑100□400.5° （30 分）

HS‑050t=100.25°（15 分）

HS‑025

ノンコート0.2° （12 分）

HS‑0200.1° （ 6 分）

HS‑010

ウェッジ1°

ミラー（60 分）（60 分）

±10 秒

±10 秒

HS‑100AL□400.5° （30 分）

HS‑050AL

t=100.25°（15 分）

HS‑025AL

片面AL+MgF2コート

0.2° （12 分）

HS‑020AL

0.1° （ 6 分）

HS‑010AL■アダプタプレート・ピンホール
品名型式

備考

設置向き変更プレート（H350 用） H350‑AP

H350 側面取付用

HT 取付用プレート（H350 用）

分岐・折り返しアダプタ

H350‑HTP

取付用
ピンホール

H350‑C100‑P05

ビーム径φ0.5mm

H350‑C050‑P12

ビーム径φ1mm、φ2mm

H350B/R‑C100/C175 用（φ0.5）
ピンホール
H350B/R‑C050 用（φ1、2）
ピンホール（標準添付）
H350‑C100‑P12H350B/R‑C100/C175 用（φ1、2）
ピンホール

ビーム径φ1mm、φ2mm（標準添付）

H350‑C050‑P34

ビーム径φ3mm、φ4mm

H350‑C100‑P34

ビーム径φ3mm、φ4mm

H350B/R‑C050 用（φ3、4）
ピンホール
H350B/R‑C100/C175 用（φ3、4）12

SG08-0040-003
４．２故障かなと思う前に症 状レーザが出射していない

原 因

対 策

ＡＣアダプタが抜けている

コンセントにしっかり差し込んでください

出力パワーが小さい

ＬＤ光量調整ボリュームを調整してください

内部光源の寿命

営業担当にご相談ください

参照ページ
―
Ｐ.６
Ｐ.３
Ｐ.１８

測定対象物までの距離が測定対象物までの距離を、各製品の対象物測定距離長すぎる以内にしてください

Ｐ.１５
測定レンジより角度変位測定レンジ以内の物を測定してください

モニタに集光点が表示されない−の大きい物を測定している
内部光源の寿命

営業担当にご相談ください

Ｐ．３
Ｐ.１８

ピンホールで調整するか、測定対象物にミラー等測定対象物の反射率が低い−を取付けてください

レーザ光が読み取りにくい

Ｐ．３

測定対象物の平面度、表面粗さ担当営業にご相談ください
が悪い

Ｐ.１８
ＣＣＤ感度調整スイッチの調整を行ってください

Ｐ．６
プロセッシング

モニタ上の光量が強い

ＣＣＤの感度が高い

プロセッシングユニットを使用している場合はユニットの2 値化しきい値の設定を行ってください

取扱説明書をご参照ください。

レーザのパワーが強い

ＬＤ光量調整ボリュームの調整を行ってください

Ｐ． ６
Ｐ． ６

ＣＣＤ感度調整スイッチの調整を行ってください
ゴーストが発生する

プロセッシング

ＣＣＤの感度が高いプロセッシングユニットを使用している場合はユニットの2 値化しきい値の設定を行ってください

取扱説明書をご参照ください。

13

SG08-0040-003
4.2.1 ゴースト発生時の対策
本製品には内蔵光源の光強度を強くした場合（あるいはＣＣＤの感度を高くした場合）、原点付近でゴーストが発生する場合が有ります。
このゴーストはＬＤ素子の鏡面からの反射光であり、装置の異常ではありません。
このゴーストをなくす為には以下の調整を行ってください。
１、レーザのパワーを下げ、ゴーストが出ない様に調整する。
２、ＣＣＤ感度調整スイッチでシャッタースピードを上げ、ゴーストが出ない様に調整する。
３、プロセッシングユニットを使用する場合は２値化しきい値を上げ、プロセッシングユニットがゴーストを検出しない様、調整する。

図６．LD カバーガラスのゴースト
また、内蔵光学系はオートコリメータの内蔵光源を基準に調整を行っております。
外部入射に対しオートコリメータを使用する場合、レーザの偏光方向によってゴーストが発生する事があります。
ゴーストが発生する場合はレーザの偏光方向を変えるかレーザのパワーを調整してください。
また、オートコリメータ側で調整する場合はＣＣＤのシャッタースピードの調整を行ってください。

14

SG08-0040-003
４．３ 基本仕様
本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。
４.３.1 仕様
型式
測定レンジ
分解能*
測定波長
内蔵光源波長レーザ出力
出射ビーム径対象物測定距離 φ1,2,3mm使用時
対象物測定距離 φ4,6mm**使用時

出力
重量
電源（付属ACアダプタ）
ヘッドサイズ(突起部を除く)
標準機能
付属品
適合チルトステージ
ヘッド単品価格*プロセッシングユニット接続時の画素分解能

赤色LD搭載モデル
青色LD搭載モデル
H350R‑C100
H350R‑C175
H350B‑C050
H350B‑C100±1.0度±1.75度
±0.5度
±1.0度
15秒
27秒
8秒
15秒
650nm±10nm
408±10nm
半導体レーザ408±10nm(レーザON/OFFスイッチ付)
半導体レーザ650±10nm(レーザON/OFFスイッチ付)
1mW以下(クラス2)
φ1,2,6mm**：ピンホールにより選択(オプション別売φ3,4mm用ピンホール)
0‑300mm0‑200mm0‑300mm0‑200mm0‑120mm0‑200mm0‑160mm0‑200mm0‑160mmNTSC方式ビデオ出力、付属専用ケーブル(1.5m)BNC接続
0.2kg(ACアダプタ含まず)

H350R‑C050
±0.5度
8秒

入力:AC100‑240V 50/60Hz 出力:DC6V 850mA

入力:AC100‑240V 50/60Hz 出力:DC12V 300mA

入力:AC100‑240V 50/60Hz 出力:DC6V 850mA

W40xD50xH80mm
W40xD50xH85mm
W40xD50xH99mm
LDスイッチ、LD光量調整、CCD感度調整、ビーム径切替、4面取付
映像ケーブル、ACアダプタ、ピンホール（φ1,2mm用）、取扱説明書
HB10￥138,000￥228,000￥150,000**H350R‑C175は、φ1,2,5mmになります

４．４ 外観寸法図

Ｈ３５０Ｒ（Ｂ）−Ｃ０５０15

SG08-0040-003

Ｈ３５０Ｒ（Ｂ）−Ｃ１００

Ｈ３５０Ｒ−Ｃ１７５16

SG08-0040-003
４．５ 保証とアフターサービス●保証についてお問い合わせ時に検査・品質保証書あるいは、製品の上面にマーキングされております８桁のシリアルナンバーをご連絡ください。当社でシリアルナンバーにより納入日を記録しております。保証期間は、納入後１年間です。
但し、次の場合は保証対象外となり、有償修理とさせていただきます。
−使用上の誤り及び当社以外の者による改造、修理に起因する故障、損傷の場合−輸送、移動時の落下等、お取扱いが不適当なために生じた故障、損傷の場合−火災、塩害、ガス害、異常電圧及び地震、雷、風水害、その他の天災地変等による故障、損傷の場合−説明書記載方法及び注意書きに反するお取扱いによって生じた故障、損傷の場合●アフターサービスについて修理依頼の前にＰ．１３の項目をチェックしてください。
ご不明な点等ございましたら、〈お問合せ先>（Ｐ．１８）までお問い合わせください。
《保証期間中》取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償で修理いたします。
上記の保証対象外の故障につきましては、有償修理とさせていただきます。
《保証期間が過ぎた場合》修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

●修理可能期間について
本製品の補修用部品の最低保有期間は、販売終了後１年です。
この期間を修理可能期間とします。なお、部品の保有期間を過ぎた後でも修理可能な場合がありますので、〈お問合せ先>（Ｐ．１８）までお問い合わせください。

※本製品に生じた故障に関し、当社は本保証に基づく無償修理以外の責任を負いません。

17

SG08-0040-003

本社・工場 ：〒424-8566

駿河精機株式会社

静岡県静岡市清水区七ツ新屋549-1

ＯＳＴ事業部

TEL：054-344-0332 FAX：054-344-0337
東京営業所：〒108-0075

ＷＷＷ．Ｓｕｒｕｇａｏｓｔ．jｐ／

東京都港区港南2-4-12港南YKビル3階

TEL．０１２０−７８９−４４６
FAX．０１２０−７８９−４４９E-mail．ｏｓｔ@ｓｕｒｕｇａ-ｇ.ｃｏ.ｊｐ

TEL：03-6711-5011 FAX：03-6711-5018
関西営業所：〒569-0071
大阪府高槻市城北町1-5-25 ＦＪＹビル4F
TEL：072-661-3500 FAX：072-661-3622

SG08‑0040‑002

18