Produktinformation

Baureihe IBV 600
Interpolations- und­Digitalisierungs-Elektroniken

August 2010

Baureihe IBV 600
Interpolations- und Digitalisierungs-Elektronik• Eingang » 1 VSS• Ausgang « TTL

mm

Tolerancing ISO 8015
ISO 2768 - m H< 6 mm: ±0.2 mm

57175
¬ 4.3

80

52±0.240¬ 8.5

M4 x 20 ISO 4762

23HEIDENHAIN

M4



2274

163±0.2

614599ÀProduktinformation Baureihe IBV 600

8/2010Technische Kennwerte

IBV 600

Eingang» 1 VSS

Elektrischer Anschluss

M23-Flanschdose (Buchse) 12-polig

Kabellänge† 60 m bei UP > 4,9 V† 30 m bei IMessgerät † 120 mA1)

IBV 660 B

Interpolationohne

25fach, 50fach, 100fach, 200fach, 400fach

Eingangsfrequenz1) bei
Interpolation

nominale Werte2)

ohne 600 kHz–2fach ––25fach –100 kHz

50 kHz

25 kHz12,5 kHz

50fach –50 kHz

25 kHz12,5 kHz6,25 kHz

100fach –25 kHz12,5 kHz6,25 kHz3,12 kHz

200fach –12,5 kHz6,25 kHz3,12 kHz

1,56 kHz

400fach –6,25 kHz3,12 kHz

1,56 kHz

0,78 kHz‡ 0,175 µs‡ 0,370 µs‡ 0,760 µs

Ausgang1)« TTL(nicht getaktet)

Elektrischer AnschlussM23-Flanschdose (Stift) 12-polig

Kabellänge† 100 m (¥ † 50 m)

Flankenabstand a‡ 0,200 µs1)

« TTL (getaktet)‡ 0,075 µs

Referenzmarkensignal

Impulsbreite 90° el. oder 270° el.

Störungsmeldung1)

über Störungssignal ¥ oder zusätzlich Ua1/Ua2 hochohmig

Spannungsversorgung

5 V ± 5%3)

Stromaufnahme† 85 mA† 120 mA

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur

0 bis 70 °C–30 bis 80 °C

Vibration 50 bis 2 000 Hz
Schock 11 ms† 10 m/s2† 300 m/s2Schutzart

IP 65Masse

ca. 0,7 kgfett: diese Version ist im Lieferzustand voreingestellt
1)
einstellbar
2)
die tatsächliche Eingangsfrequenz kann bis zu 5 % niedriger sein. Ein Überschreiten führt zur Fehlfunktion
3)
zuzüglich Stromaufnahme des Messgeräts (siehe Prospekt Messgerät) und ohne Ausgangsbelastung(80 mA bei empfohlener Eingangsschaltung)

Produktinformation Baureihe IBV 6008/2010

Elektrischer Anschluss

Verbindungs- oder Adapterkabel mit M23-Stecker (Stift)12-polig

Verbindungskabel M23 12-polig, ¬ 8 mmkomplett verdrahtet
ID 298 399-xx
einseitig verdrahtet
ID 309 777-xx

Kabel und Stecker 12-polig
siehe auch HEIDENHAINProdukt-Kataloge für Längenmessgeräte, Winkelmessgeräte
und Drehgeber sowie die Produktinformationen der jeweiligen Messgeräte

unverdrahtet
ID 244 957-01[4(2x0,14mm2) + (4x0,5 mm2)]

Stecker (Buchse) 12-polig
ID 291 697-05

Eingang IBV – » 1 VSS
12-polige
Flanschdose
M23

912

8

10

12
11

34765

Spannungsversorgung

Inkrementalsignale

sonstige Signale

122101156813479/UPSensor
UP0VSensor
0VA+A–

B+

B–

R+R–

frei

frei

frei

braun/
grün

blau

weiß/
grün

weiß

braun

grün

grau

rosa

rot

schwarz

violett/

gelb

Ausgang IBV – « TTL
12-polige
Flanschdose M23

Gegenstecker:
12-poliger
Stecker M23

Spannungsversorgung

Inkrementalsignale

122

10

11

5

UP

Sensor5V

0V

Sensor0V

Ua1

braun/
grün

blau

weiß/
grün

weiß

braun

6

grün

sonstige Signale

8

1

3

4

7/

9

Ua2

£

Ua0¤

¥

frei

frei

grau

rosa

rot

schwarz

violett/gelb

Kabelschirm mit Gehäuse verbunden; UP = Spannungsversorgung
Sensor: Die Sensorleitung ist im Messgerät mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbunden
Nicht verwendete Pins oder Litzen dürfen nicht belegt werden!

Weitere Informationen• Produktübersicht Interface-Elektroniken
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 583301 Traunreut, Germany{ +49 8669 31-0
| +49 8669 5061
E-mail: info@heidenhain.dewww.heidenhain.de
598 011 · 01 · A · 01 · 8/2010 · PDF