日本製式で
方算
ック 演
チ
マ
ペリオ ・高精度
答
高速応、高精度

速度/積算計

工場出荷時
設定変更対応MADE IN JAPAN

[切替式]

TM

MODE

SEL

SPD/SPDL

前面パネル
グレー

UP

前面パネル
青/ピンク

速まで
から高速
低に追従
超急停止・化
急変

48×96
サイズ

SPD-4801
出力更新
0.1ms歯車センサ

流量センサ

SPD-2401
出力更新
0.1ms-

0円イ〜プ
0
1
6,,4 示なしタ2451
17
表

S PD

L-

ロータリエンコーダ など

用途例 モータ回転・ベルト移動量の計測

パルス出力型センサからの信号で周波数を計測。
任意にレート設定し、rpm、L/h、km/hなどで表示・出力

負荷

入力 600µHz - 1MHz 入力分解能10.4ns
エンコーダ

センサ電源 5V／ 12V （その他の電圧も可能）
流量流量センサ

複数を同時計測

ラインドライバ入力・入力絶縁・A/B相入力

測長

回転速度移動量5V・12Vロジック、ゼロクロス、NPNオープンコレクタ、カスタマイズ信号対応。
トリガレベル0-9.99V調整、ヒステリシス選択、プルアップON/OFF設定可能。

位置

周波数→CAN変換にも瞬時流量・積算流量の計測
モータ

積算機能 [切替式] 角度

24×48 SPDL-2401
出力更新
サイズ
40ms-

CAN-BUS

巻取量 などに

瞬時流量

PLC
ロガー
PCなど

積算流量

DINレール取付
制御盤内の変換器用途に16bitアナログ出力 0.1ms-更新
CAN・アナログ 同時出力
BCDより配線数激減のCAN、アナログ出力の2系統接続でシステムの安全性向上もSPD-2431

SPD-2451

最大99の移動平均で、応答良く安定した制御

防水パッキン

前面防水パッキン付属の後面 USBタイプもご用意

USBで設定値を安全管理（保存・照合）

SPD-2411

USB Type-C
コネクタ
標準装備

取外し・取付け工程短縮
事前にコネクタへ配線、取付[プラグコネクタ] SPD-24/SPDL-24

SPD-4801

取付けフック

SSPD-2401

専用PCソフト [無償] で計測管理・ロギング

LINKSHIP

スプリング
ロック式

SPD-24/SPDL-24

M2
スクリュー式SPD-48

設定値管理

CSVデータロギング
CSVデータロギング

DCフリー電源LINKSHIPやPCなしでも設定可能

SPD-2401
DC7-60V

SPDL-2401
SPD-4801
DC7-30V
DC12-30V / AC100-240V ※機種を選択

多CHタイプ
MODE

SEL

UP

PL-5A
（別売）

ENT

前面パネルにSPD-48
設定 / 計測用ボタン

48×96
24×48

NEW

出力更新速度*下記ラインナップの計測を組込可能です

SPD-24 プログラムローダ（設定器）
SPDL-24 ※データロギングや給電は不可

ラインナップパネルサイズ

温度計・電圧計・電流計なども組込

NEWシリーズ CAN変換器 サーミスタ

0.1ms / 1ms / 2ms 〜 (機種別) EX48
0.1ms / 1ms / 2ms 〜 (機種別) EX24
40ms 〜：ローコストタイプEXL24

実績例
6CH 計測器

熱電対

測温抵抗

電流

電圧

抵抗−−

HT-48

HT-48R

PSA-48

PSV-48RR-48

速度/積算 周波数偏差SPD-48

CAN-24HT-24T

HT-24

HT-24R

PSA-24

PSV-24

RR-24

SPD-24

TQ-24

CANL-24

HTL-24T

HTL-24HTL-24R

PSAL-24

PSVL-24

RRL-24SPDL-24

TQL-24TQ-48

03-3382-1410 平日 9: 30 - 17: 30
support-coco@cocores.co.jp
TEL.03-3382-1021

FAX.03-3382-1200〒164-0011 東京都中野区中央 3-40-4 新中野ココリサーチビル

CAT.NO.545
2024.2 改訂版
PRINTED IN JAPAN営業所
研究所

愛知（ 豊 川 市 ）／ 大 阪（ 大 阪 市 ）／ 東 関 東（松戸市）ホームページ

https：//www.cocores.co.jp/

東京（中野区）

5255

前面パネル部：27998

DINレール取付面

106799111.2

DINレール取付面

1148

249651.8

パネルカット寸法 放熱を妨げぬよう、本体周辺をふさがないでください。

（放熱スペースを確保ください）使用環境温度：−10℃ - ＋50℃

SPD-24 / SPDL-24＋0.3
22.2 070以上

SPD-4801
45＋0.645.0 030 以上＊5: 準備中 ＊6: コンパレータ出力3点以上は準備中＊7: ラインドライバ入力の場合 ＊8: 汎用入力の場合＊9: DINレール取付具付、取付けフックなし＊10 A/B相とラインドライバ入力は同時選択不可

10表示器色※ 赤
G 緑 ＊SPDLは赤のみ

9

前面パネル SPD-48 のみ※ グレー
K1 青/ピンク

製品のお問合せ：サポートセンター

社

前面パネル部：2USB-C

20

端子台（プラグコネクタ）
SPD / SPDL-24 のみ※ スプリングロック式
J04 M2スクリュー式

お買い求めは本8

本体電源 SPD-48 のみ
DF DC12-30V
AF AC100-240V※本品が安全で正常に動作するように、通気がよく温度管理の行き届いた場所でお使いください。
使用環境の動作時の温度は室内温度よりも常に高くなり、周囲の機器構成によって異なります。
必ず、使用環境温度を確認してから設置し、通気用の開口部をふさがないようにしてください。
※改良などの理由により予告なく仕様・外観を変更することがありますのでご了承ください。
※本品をご使用になって、本品の不調あるいは本品自体に起因する二次的災害発生の可能性があるときは、必ず別の技術手段による保全対策を併用してください。
※本品は、各所に新しい思想の特許が含まれています。

TEL.
E-mail19

オプション1 オプション2
アナログ出力 デジタル通信
※ なし
※ なし
E1 0-10V
S01 CAN
E5 0-5V
S02 Modbus RTU ＊5
R1 ±10V
S03 RS-485
R5 ±5V
D2 追加制御入力
I1 4-20mA
コンパレータ出力
C1 1点 ＊6＊7 C2 2点 ＊6
C2 2点 ＊6＊8B
出力オプション
なし

入力信号※ 汎用
D ラインドライバ＊10
N 入力絶縁センサ電源
※ なし
H 12V
L 5VHxxV その他の電圧xxV(例) H24V 24V
H3R3V 3.3V

SPD-4801

70 前面USB
1 後面USB
3 表示器あり＊9
DINレール取付
5 表示器なし＊9
DINレール取付

単相・A/B相※ 単相
W A/B相＊6SPD-2451 / SPDL-2451

18

CH数
1 1CHタイプ72

POWER IN

SPD-48SPD-24 □□□□□-□□-□□□□
SPDL-242424

他の仕様もご相談ください

は標準仕様（※は省略できます）

SPD /SPDL-244859[SPD-2401] DC7-60V [SPDL-2401] DC7-30V (USBホストでの給電 5V)[SPD-4801] DC12-30V ／ AC100-240V 【機種を選択】
3W以下
アイソレーション：電源／その他の入出力[SPD-2401, SPDL-2401] 約60g
[SPD-4801] 約340g−10℃〜＋50℃／ 35 〜 85%RH（但し、結露無き事）*1：ヒステリシス大 *2：トリガレベル4.7V以下 *3：トリガレベル4.71V以上 *4：USB・CAN・アナログの出力更新時間は共通設定です。0.1-0.9msに設定時、USBは出力せず、CANは瞬間値を1ms更新で出力します。

■型式選定

486

【一般事項】
電源電圧（逆接保護有）消費電力
質量
使用温湿度範囲

0 背面USB79

USB2.0：USB仮想COMによるシリアルポート通信230.4kbps
設定値の書込・読込／測定値連続出力[SPD-2401, 4801] 1- 9999ms[SPDL-2401] 40- 9999ms

5【USB通信】
USB通信機能
出力更新時間SPD-2431 / SPDL-2431

4

表示更新時間SPD-2401 / SPDL-2401

3小数点位置■外形寸法図2表示範囲
インジケータ【コンパレータ（警報）出力】 出力数：1-4点（型式による）
出力形態
絶縁型無接点出力（フォトモスリレー）出力回路：極性なし
コンパレータ動作条件がONの時、COMP-COM間抵抗値：50Ω以下
定格
AC / DC280V 100mA max（抵抗負荷）／ ON 抵抗：50Ω以下
出力論理以下： 比較値以下でON ／比較値以上でOFF( 極性付で比較 ) 以上： 比較値以下でOFF ／比較値以上でON
範囲内：設定範囲内でON ／範囲外でOFF
範囲外：設定範囲外でON ／範囲内でOFF
更新時間
アナログ出力更新時間の設定による 応答時間1ms(max.)

17[SPD-2401, SPDL-2401][SPD-4801]
7seg赤 6桁 文字高14.2mm 消灯可
7seg赤 5桁 文字高9mm 消灯可
緑[G] オプション(SPDLは赤のみ)
緑[G] オプション-19999 〜 99999-199999 〜 999999
4点 [IN], [RUN] , [C1], [C2]
1点
コンパレータONなどで点灯
電源／ホールド／トリガ
0：小数点なし
0：小数点なし
1：□□□□□.□ 〜 5：□.□□□□□
1：□□□□.□ 〜 4：□.□□□□
0.3秒（0.1 - 9.9秒で設定可能） 表示移動平均数：1 - 9回

【表示】
表示器（数値）【アナログ出力】 出力信号：0-10V ／ 0-5V ／ ±10V ／ ±5V ／ 4-20mA 【機種を選択】
出力分解能
16bit
D/A変換方式：DAC変換方式（各レンジ50,000以上）
負荷抵抗
電圧出力 4.7kΩ以上
電流出力 300Ω以下
出力精度
電圧出力 ±0.1％ of FS@23℃ 電流出力 ±0.1％ of FS@23℃
温度変動±200ppm ／℃ 以下
出力スケーリング フルスケール、ゼロスケール設定で任意のスケーリング可能出力更新時間[SPD-2401, 4801] 0.1- 9999.9ms*4[SPDL-2401] 40- 9999.9ms
演算後応答時間 1ms以下（0 →90％）応答16TM

接続台数 32台（max）
2線式マルチドロップシリアル通信 通信方式：調歩同期式
9,600bps ／ 9,200bps ／ 8,400bps プログラムモードにて設定
スタートビット1bit ／ストップビット1bit ／データ長8bit ／パリティビット無ASCII15

【演算】
測定モード
速度計／周波数計／周期計（秒単位のみ）／積算計（リニア／自動リセット）
分周（パルス平均） 1 - 60000
移動平均数：1 - 99
ダイナミック予測
8段階（連続予測、周期保持を含む）
制御入力
ホールド（現在値・最大値・最小値・変動幅最大値）・ゼロシフト・スパンシフト・積算停止/開始
GND 短絡(開放)でON、開放(短絡)で設定内容を反映。
ローカット機能
設定値以下の速度で停止判定
設定値記憶
不揮発性メモリ（EEPROM）【RS-485】
通信形式
通信速度データ形式
通信コード14±30VOFF ／ 500Hz ／ 5kHz ／ 120kHz ／ 800kHz
オプション [H] DC+12V±5% 60mA ／ [L] DC+5V±5% 150mA ／ その他

設定項目
出力更新時間通信機能：設定値の書込・読込 ／測定値連続出力
CAN2.0B 10k ／ 20k ／ 50k ／ 100k ／ 250k ／ 500k ／ 1M bps
フォーマット（INTEL ／ MOTOROLA）とフレーム（11bit ／ 29bit）は設定可能
CAN送信ID、CAN受信ID[SPD-2401, 4801] 1- 9999ms[SPDL-2401] 40- 9999ms

1

入力耐圧
ローパスフィルタ
センサ用電源【CAN 】
通信仕様

132相(A/B相)タイプ［Wオプション］ トリガレベル ヒステリシス 入力抵抗
入力抵抗
入力パルス幅
5Vロジック、NPNオープンコレクタ 2.5V
約10kΩ
±0.4V
約5kΩ
6V
12Vロジック0.2µs以上
0V約10kΩゼロクロス±0.03V
6V/2.5V/0V ±0.4V/±0.03V 約10（5）kΩ*3
入力カスタマイズ
A/B相、方向、UP/DOWN信号、および単相信号に対応します。
入力と出力：非絶縁ラインドライバタイプ［Dオプション］
入力耐電圧
推奨ラインドライバ
入力抵抗
終端抵抗
入力と出力：絶縁300Ω
（差動電圧） AM26LS31相当±25V

SPD-48 のみ

速度/積算計[切替式] SPD / SPDL

■オプション

名称・型式
速度／積算計[切替式]SPD-4801／ SPD-2401／ SPDL-2401
測定方式
ぺリオマチックTMB方式【入力】µHz - 1MHz 入力分解能：10.4ns
1点
入力周波数範囲：600µ入力方式【下記：機種を選択】
汎用（単相）
タイプ［標準］
トリガレベル ヒステリシス
入力抵抗 入力パルス幅5Vロジック、NPNオープンコレクタ 2.5V
約10kΩ
±0.4V
6V12Vロジック約5kΩ 0.2µs以上
約10kΩ
0Vゼロクロス±0.03V
0 - 9.0V±2.6V*1*3/±1.3V*1*2 約10kΩ 0.2µs以上
入力カスタマイズ
10ｍV単位 /±0.4V/±0.03V/5kΩ*3 /0.3µs以上*1
入力と出力：非絶縁［標準仕様］。 絶縁タイプ［Nオプション］も注文可能です

12■共通仕様92