Produktinformation

RVM 4000
Referenzmessgerät zur­Abnahme von Rundachsen

ACCOM 4.0
Software zur normgerechten
Auswertung

05/2023

RVM 4000
Vergleichsmessgerät zur Überprüfung von Rundachsen• Robust und einfach in der Handhabung• Hohe Systemgenauigkeit• Kontakt- und verschleißfreie Messung

Der große Arbeitsabstand und die groß­zügigen Anbautoleranzen ermöglichen eineschnelle Montage und einfache Handha­bung. Zudem ist das System dadurch sehrrobust und unempfindlich gegen äußere
Einflüsse. Die erste Messung kann bereits
nach kurzer Zeit starten, eine Aufwärm­
phase ist nicht notwendig. Das RVM 4000kann unabhängig vom eingesetzten Steue­rungstyp verwendet werden und kann,­inklusive aller benötigten Zubehörteile, pro­blemlos in dem zugehörigen Aufbewah­
rungskoffer transportiert werden. Das Kon­
zept der berührungslosen Messung ist nicht
nur verschleißfrei, sondern garantiert ein
unverfälschtes Messergebnis.

Die Rundachsvergleichsmessgeräte
RVM 4000 bestehen aus einer optischen
Teilungstrommel auf einem Montagehaltersowie aus einem Abtastmodul mit vier bzw.
drei Abtastköpfen. Durch die Relativbewe­gung zwischen Abtastmodul und Teilungs­
trommel wird die tatsächliche Bewegung
der Rotationsachse erfasst, die dann in derzugehörigen Software mit dem program­mierten Positionsverlauf verglichen wird.
In einigen Fällen ist aufgrund der Maschinen­geometrie die Messung im Drehzentrum
der Rotationsachse nicht umsetzbar. Durchden modularen Aufbau des RVM 4000 und
mit Hilfe der Software ACCOM 4.0 ist eine
Messung außerhalb des Drehzentrums,
bei der steuerungsseitig die Linearachsender Maschine nachgeführt werden, mög­lich. Die spezifizierte Systemgenauigkeit
des RVM 4000 gilt auch hier für die in derBetriebsanleitung genannten Anbau- undBetriebstoleranzen. Maschinenspezifische
Komponentenfehler aus den beteiligten­Linearachsen können das Messergebnis
beeinflussen. Die Interpretation liegt daher
beim Anwender.

Das RVM 4000 ist in zwei Varianten lieferbar:• Standardgerät: zur Vermessung vonRund­tischen (RVM 4180)• Bauraumoptimiert: für die Vermessung
von Schwenkachsen (RVM 4280)
Lieferumfang:• RVM 4x80
• Montagehilfen• Zentralbefestigung TTR-Halter (nur bei
RVM 4280)
Zubehör:• Werkzeugaufnahme• ACCOM 4.0 Software• EIB 74x Externe Interface-Box• 3 bis 4 Verlängerungskabel

RVM 4180

RVM 4280

Anwendungsbereich

Rundtische

Schwenkbrücken

Maßverkörperung
Teilungsperiode

METALLUR-Teilung auf Stahltrommel
40 μm

Systemgenauigkeit

±0,5“

±1,0“

Möglicher Messbereich

360°

360°

Rundlauftoleranz±0,2 mm

Schnittstelle 1 VSS

Messschritt≥ 0,03“ (mit EIB 74x)

Versorgungsspannung

5 V ±0,5 V

Stromaufnahme (typisch)< 100 mA (je Achse)

Elektrischer Anschluss

4 x Kabel 2,5 m mit Stecker Sub-D, 15-polig,
mit Verriegelungsschrauben

2)

Komponenten des RVM 41801)

3 x Kabel 2,8 m mit Stecker Sub-D, 15-polig,
mit Verriegelungsschrauben

Kabellänge≤ 20 mAufnahme Abtastmodul

M30x0,5, Adapter für Werkzeugspannsystem als Zubehör erhältlich

Mechanisch zulässige Drehzahl≤ 100 minArbeitstemperatur

15 °C bis 25 °C

Masse
Abtastmodul
Trommelhalter
Gesamt inkl. Koffer

 1,4 kg 3,3 kg 10,7 kg1)
2)

–1

 2,2 kg 3,3 kg 11,1 kg

Einschränkung des erreichbaren Messbereichs durch Maschinengeometrie
Mit HEIDENHAIN-KabelAbmessungen
M30 × 0.5 190
M30 × 0.5



Das RVM 4000 ist die ideale Lösung, um
die Genauigkeit einer Rundachse schnell,einfach und mit hoher Präzision zu ermitteln.
Es dient als Referenzmessgerät zur Ab­
nahme von Rundachsen und zur Maschinen­
untersuchung.



 155

Beispiel Anbausituation RVM 4180

2

Beispiel Anbausituation RVM 4280

Produktinformation RVM 4000/ACCOM 4.0   05/2023

 190

Produktinformation RVM 4000/ACCOM 4.0   05/2023

 1913

ACCOM 4.0• Software zur Verwendung mit Messgeräten zur Maschinenvermessung (RVM 4000)• Datenaufzeichnung und normgerechte Auswertung• Intuitive Benutzerführung

Die ideale Ergänzung des Vergleichsmess­
geräts RVM 4000 ist die PC-Software­ACCOM 4.0. Diese ermöglicht eine intuitive
Datenaufzeichnung und die Trennung vonArbeitsvorbereitung und Messdurchführung.
Es sind Abnahmetests nach den Normen
ISO 230-2 und ISO 230-3 sowie der Richt­
linie VDI/DGQ 3441 möglich. Neben dernormgerechten Auswertung Ihrer Messung
bietet ACCOM 4.0 auch eine benutzerge­
führte Erstellung von Kompensationstabellen
für die Maschinensteuerung und eine Print­
ausgabe der Messlinien und Kenndaten zur
Archivierung und Dokumentation – als­Maschinenabnahme-Dokumentation oderfür den Kunden.
Messung der statischen Positionier­genauigkeit
Die Genauigkeit von Positionierung undWiederholung wird an der Werkzeugma­
schine durch Einfahren in bestimmte Posi­
tionen ermittelt. Die hiermit gewonnenen
Informationen können zur Abnahme undDokumentation einer Achse dienen, aberauch zur Kontrolle der Positioniergenauigkeit
oder zur Bewertung im Versuchsfeld eines
Maschinenherstellers.

Messung der thermischen Drift
Das thermische Verhalten von Vorschub­achsen kann durch einen Langzeit-Positionier­test nach ISO 230-3 ermittelt werden. Hier­bei werden zwei Achspositionen wiederholt
angefahren und die Abweichung der Posi­
tioniergenauigkeit über der verstrichenen
Zeit aufgetragen. Detaillierte Kenntnis derthermischen Positionsstabilität einer Rund­
achse kann helfen, die Konstruktion zu ver­bessern und die Verwendung von Kühlung
zu optimieren. Ebenso können diese Infor­
mationen als Verkaufsargument verwendet
werden.
Zusatz-Option:
RVM 4280 Anbauassistent
Die Zentrierung der Teilungstrommel desRVM 4280 zur horizontalen Messachse
wird durch die Schwerkraft sowie einge­
schränkte Zugänglichkeit erschwert. Füreine schnelle Zentrierung innerhalb weniger
Minuten bietet ACCOM 4.0 einen AnbauAssistenten als Zusatz-Option. Mithilfe vonzwei Messtastern bzw. Messuhren am­äußeren Zentrierbund, die an verschiede­
nen Achspositionen abgelesen werden,­bewertet das Programm die Zentrierung.
Ist eine Nachzentrierung notwendig, wer­den Richtung und Wert angezeigt.

Messung dynamischer Achsbewegungen(in Vorbereitung)Mit wachsendem Anteil der Bearbeitungs­
prozesse, die eine kontinuierliche 5-AchsBewegung erfordern, gewinnt die dynami­sche Positioniergenauigkeit von Rundachsen
an Bedeutung. Mit einem Serviceadapter
oder einer Triggerkarte als zusätzliches Zube­
hör können die Positionsinformationen vonVergleichsmessgerät und Winkelmessgerät
der Maschine synchron aufgezeichnet undsomit beliebige dynamische Verfahrbewe­
gungen bewertet werden. Neben der Posi­
tioniergenauigkeit kann u.a. auch die Bewe­gung der Rotationsachse in Messebene(Rundlauf) ausgewertet werden.

Auswertung nach ISO 230-2

Messvorbereitung

Ausgabe Messprotokoll

Auswertung nach ISO 230-3

Vergleich von AuswertungenÜberzeugen Sie sich von der einfachen und intuitiven Bedienung von ACCOM 4.0.
Kostenlose Demo-Version unter www.heidenhain.de

4

Produktinformation RVM 4000/ACCOM 4.0   05/2023

Produktinformation RVM 4000/ACCOM 4.0   05/2023

5

Konfiguration

Der typische Messaufbau an einer Werk­
zeugmaschine besteht aus den Kompo­
nenten• Messgerät zur Überprüfung der Achs­
bewegungen RVM 4000
• Externe Interface-Box EIB 74x• PC mit Auswerte-Software ACCOM 4.0(und höher)Das Vergleichsmessgerät RVM 4000 nimmt
die tatsächlich gefahrene Positionierbewe­gung der Rotationsachse berührungslos
und hochdynamisch auf.
Die Teilungstrommel wird hierzu mit dem
TTR-Halter auf dem Rundtisch befestigt­(direkt oder über einen maschinenspezifi­
schen Anbauwinkel) und bewegt sich wäh­
rend der Messung mit diesem mit. Das­Abtastmodul wird mithilfe einer Werk­
zeugaufnahme in der Hauptspindel der­Maschine befestigt und steht während derMessung still.

Zubehör

Baureihe EIB 700 – Externe Interface-Box
Die Baureihe EIB 700 sind externe Inter­face-Boxen zur präzisen Positionsmessung
speziell für Prüfplätze sowie zur mobilen
Datenerfassung, z. B. bei der Maschinen­
vermessung. Sie sind ideal geeignet für­Anwendungen, die eine hohe Auflösung
der Messgerätesignale und eine schnelle
Messwerterfassung erfordern.

Da der Messaufbau vollkommen autark­arbeitet, ist grundsätzlich keine Kommunika­tion zwischen PC und der CNC notwendig.
Es können Maschinen mit beliebigen Steue­
rungen vermessen werden. Dazu sind auf
der CNC und dem PC – über die Auswerte­
software ACCOM 4.0 – lediglich die gleichen
Verfahrbewegungen zu programmieren.
ACCOM 4.0 bietet auch die Möglichkeit, ausden gewählten Messparametern NC-Test­
programme zu erstellen und zu exportieren.
Auswählbare Formate sind HEIDENHAINKlartext oder DIN/ISO-Programme im ver­einfachten G-Code.

An die EIB-700-Baureihe können bis zu
vier HEIDENHAIN-Messgeräte mit sinus­
förmigen Inkrementalsignalen ( 1 VSS)
angeschlossen werden. Zur Messwert­
bildung unterteilt die Baureihe EIB 700 die
Signalperioden der Inkrementalsignale biszu 4096fach.Die Messkanäle werden syn­chron aufgezeichnet.

ACCOM 4.0 erkennt den Beginn des Mess­vorgangs selbständig. Ebenso werden die
Messpunkte automatisch aufgezeichnet.
Die Messdaten werden in ACCOM 4.0 auf­
bereitet und normgerecht dargestellt.

Zur Datenausgabe steht eine StandardEthernet-Schnittstelle (Verwendung vonTCP/IP- bzw. UDP-Kommunikation) zur Ver­fügung. Damit ist eine direkte Anbindungan PC, Laptop oder Industrie-PC möglich.

CNCNC/Programm
Testprogramm

PCACCOM
Testprogramm

EIB 741
EIB 742
Messgeräte-Eingänge

Sub-D-Anschlüsse, 15-polig, Buchse (X11 bis X14)
für vier MessgeräteEingangssignale

 1 VSS

Eingangsfrequenz≤ 500 kHz

Unterteilungsfaktor

4096fachKabellänge≤ 150 mSoftware

Treiber-Software für Windows

Datenschnittstelle

Ethernet nach IEEE 802.3 (max. 1 GBit)

Abmessungenca. 213 mm x 152 mm x 42 mm

Versorgungsspannung

EIB 741: AC 100 V bis 240 V
EIB 742: DC 24 V

Spannschäfte und Werkzeugaufnahmen
Das Abtastmodul des RVM 4000 wird direkt
in die Spindel der Maschine eingesetzt.
Hierfür sind unterschiedliche Spannschäfte
lieferbar. Für andere Spannschäfte oderSonderlösungen kann die Verbindung auchüber standardisierte Zylinderschäfte erfolgen,
die in Spannzangen eingesetzt werden.

DIN 69893
Kegel
HSK-A-40
HSK-A-63
HSK-A 100

DIN 69871
Kegel		DSK-AD/B 50

M24
DIN 6535-HB16

DIN 6535-HE16

Messaufbau RVM 4180 mit EIB 741 und PC mit ACCOM 4.0

6

Produktinformation RVM 4000/ACCOM 4.0   05/2023

Produktinformation RVM 4000/ACCOM 4.0   05/2023

7

Serviceleistungen

HEIDENHAIN bietet die Maschinenver­messung und -optimierung mit dem Refe­renzmessgerät RVM 4000 und der Software
ACCOM 4.0 auch als Serviceleistung an.
Kundenspezifische Workshops mit individu­
ellen Schwerpunkten für die eigenständige
Verwendung des Messgeräts sowie Soft­ware können auch vor Ort durchgeführt
werden.
Kontaktieren Sie den Kundendienst von
HEIDENHAIN:
www.heidenhain.de/service
 service.ms-support@heidenhain.de +49 8669 31-3104

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 583301 Traunreut, Germany +49 8669 31-0
 +49 8669 32-5061
info@heidenhain.dewww.heidenhain.com

1356253 · 01 · A · 01 · 05/2023 · PDF

Mit Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Für Bestellungen bei HEIDENHAIN ist immer die zum Vertragsabschluss aktuelle­Fassung der Produktinformation maßgebend.
Weitere Informationen:
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung sind die Angaben in den folgenden­Dokumenten einzuhalten.
• Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten
1078628-xx• Prospekt Kabel und Steckverbinder
1206103-xx• Betriebsanleitung RVM 4180
1399324-xx• Betriebsanleitung RVM 4280
1399325-xx• Benutzerhandbuch ACCOM 4.0
1368143-xx