新製品のお知らせ

CAN変換器

日本製

暫定版

MADE IN JAPANCAN-2401 / CANL-2401
電圧入力→CAN変換タイプもございますを値
ルタジデN
CA
どにな号
電圧信力 認などに出・変換 CAN出力の確

税別円〜 (00,141)

工場出荷時
設定変更
対応

しタイプ
4 表示無
CANL-2

LEDタイプLED
緑LEDタイプ
緑タイプ

CANL-2401
40ms- 出力更新

CAN-2401
1ms- 出力更新

用途例

CANデータをアナログ信号に変換しロガーなどでデータ確認

CANデータ

CAN信号でコンパレータ（警報）出力し外部電源経由でリレーをON

CAN 信号変換

データロガーCAN-2401※

出力信号 0-10V ／ 0-5V ／ ±10V ／ ±5V ／ 4-20mA 【機種を選択】※CANL-2401 は40ms更新です

電圧印加

警報出力

外部電源

CAN-2401

16bitアナログ出力 1ms 〜更新

データ確認

アナログ出力リレー

リレー
ON

軽量60g・小型
DINレール取付タイプ
レール取付タイプ

制御盤内の変換器用途にもCAN-2431

CAN-2451

USBで設定値を安全管理
USB給電でも動作設定値を保存・照合、充実の平均化機能

CAN-2411 後面 USB

最大99の移動平均数で、応答良く安定

前面防水パッキン付属

DCフリー電源

多CH対応 箱入れなどご相談ください

CAN-2401：DC+7 〜 60V CANL-2401：DC+7 〜 30V

実績例

取外し 取付工程短縮
・

20CH CAN-電圧変換器

作業性・安全性も配慮

専用PCソフト(無償)で計測管理・ロギング

取付フック

事前にコネクタへ配線して取付：プラグコネクタ

LINKSHIP

CSVデータロギング
オプション

スプリングロック式

パネルサイズ48×96DIN
24×48DIN
48×96 DIN

パネルサイズ

出力更新速度LINKSHIPやPCなしで設定できるプログラムローダ（設定器）PL-5Aもご用意

M2スクリュー式

ラインナップシリーズ

0.1ms / 1ms / 2ms 〜 (機種別) EX48
0.1ms / 1ms / 2ms 〜 (機種別) EX24
40ms 〜：ローコストタイプ
EXL24

24×48 DIN

パネルサイズ

NEW

設定値管理※データロギングはできません。

NEW

PL-5A
（別売）

CAN

サーミスタ

熱電対

測温抵抗

電流

電圧

抵抗

速度

周波数偏差

--HT-4801

HT-4801R

PSA-4801

PSV-4801

RR-4801SPD-4801

TQ-4801

CAN-2401

HT-2401T

HT-2401

HT-2401R

PSA-2401

PSV-2401

RR-2401SPD-2401

TQ-2401

CANL-2401

HTL-2401T

HTL-2401

HTL-2401R

PSAL-2401 PSVL-2401

RRL-2401

SPDL-2401

TQL-2401不揮発性メモリ（EEPROM）

【表示部】
表示器
（数値）
表示範囲インジケータ
小数点位置
表示更新時間表示精度

7seg 5桁（文字高9mm）
赤 ／ 緑オプション （CANL-24は赤色のみ）-19999 〜 99999 オーバー表示：OL ゼロ表示：リーディングゼロサプレス
1点 電源
0：□□□□□小数点なし、1：□□□□.□ - 4：□.□□□□ プログラムモードで設定0.3秒（0.1 - 9.9秒で設定可能）
20ppm±1digit@23䉝

【USB通信部】
USB通信仕様
USB通信機能
出力更新時間USB2.0：USB仮想COMによるシリアルポート通信230.4kbps
設定値の書込・読込／測定値連続出力
CAN-2401：1- 9999ms ／ CANL-2401：40 - 9999ms 1ms単位で設定【アナログ出力】
出力信号
D/A 変換方式
出力分解能
負荷抵抗
出力精度
温度変動
出力スケーリング
出力更新時間入出力遅延時間

CAN変換器0-10V ／ 0-5V ／ ±10V ／ ±5V ／ 4-20mA 【機種を選択】
DAC変換方式
16bit（各レンジにおいて 50,000以上）
電圧出力 4.7k䃈以上
電流出力 300䃈以下
電圧出力 ±0.1％ of FS@23䉝 電流出力 ±0.1％ of FS@23䉝±200ppm ／䉝 以下
フルスケール、ゼロスケール設定で任意のスケーリング可能
CAN-2401：1- 9999ms ／ CANL-2401：40 - 9999ms 1ms単位で設定
出力更新時間＋アナログ立ち上がり時間 150µs 以下【コンパレータ（警報）出力】
出力数
2-4点 型式による
出力形態
絶縁型無接点出力（フォトモスリレー）出力回路：極性なし
コンパレータ動作条件がONの時、COMP-COM間抵抗値：50䃈以下
定格
AC / DC280V 100mA max（抵抗負荷）
ON 抵抗：50䃈以下
出力論理
極性付で比較
以下： 比較値以下で出力ON ／比較値以上でOFF
以上： 比較値以下で出力OFF ／比較値以上でON
範囲内：設定範囲内でON ／範囲外でOFF
範囲外：設定範囲外でON ／範囲内でOFF
更新時間
アナログ出力更新時間の設定による 応答時間1ms(max.)■外形寸法図[ 2401タイプ ]106【一般事項】
電源電圧

CAN-2401：DC＋7 〜＋60V ／ CANL-2401：DC＋7 〜＋30V（逆接保護有）USBホストでの給電：5V
消費電力
3W以下
アイソレーション 電源／その他の入出力
耐電圧
電源／その他の入出力：各端子間 DC500V 1分間
質量約60g
使用温湿度範囲 −10䉝〜＋50䉝／ 35 〜 85%RH（但し、結露無き事）■型式選定【パネルカット／設置寸法】

45.0 ＋0.6079

は標準仕様（※は省略できます）

タイプ
CH数
1 1CH0 前面USB※ 1ms 〜
L 40ms 〜 1 後面USB・前面防水
3 表示器あり DINレール取付具付＊15 表示器なし DINレール取付具付＊1出力更新

2459■端子接続図（例）端子 1 〜 10

本体後部

C2

標準仕様

アナログ出力

コンパレータ出力

E1,E5,R1,R5,I1 &C2
アナログ出力・コンパレータ出力

電源入力（−）0V
電源入力（＋）DCCAN GND*1
CAN −（LO）
CAN ＋（H I）
GND
AN GNDAN GNDNC
アナログ出力アナログ出力
コンパレータ出力 1NC
コンパレータ出力 2COM（絶縁）GND
NC

製品のお問合せ：サポートセンター

TEL.
E-mailPRINTED IN JAPAN

51.8

社

営業所
研究所

ホームページ

03-3382-1410 平日 9: 30 - 17: 30
support-coco@cocores.co.jp
TEL.03-3382-1021

FAX.03-3382-1200〒164-0011 東京都中野区中央 3-40-4 新中野ココリサーチビル

愛知（ 豊 川 市 ）／ 大 阪（ 大 阪 市 ）／ 東 関 東（松戸市）
東京
（中野区）

https：//www.cocores.co.jp/

79

DINレール取付面

24525524

E1,E5,R1,R5,I172※本品が安全で正常に動作するように、通気がよく温度管理の行き届いた場所でお使いください。
使用環境の動作時の温度は室内温度よりも常に高くなり、周囲の機器構成によって異なります。
必ず、使用環境温度を確認してから設置してください。
※本品は外気が本体下部から入り、内部の熱気が上部から排出されます。
このため本体の周囲には通気できる適度な隙間が必要です。
通気用の開口部をふさがないようにしてください。
※改良などの理由により予告なく仕様・外観を変更することがありますのでご了承ください。
※本品をご使用になって、本品の不調あるいは本品自体に起因する二次的災害発生の可能性があるときは、必ず別の技術手段による保全対策を併用してください。
※本品は、各所に新しい思想の特許が含まれています。
お買い求めは2024.2 改訂版[ 2431タイプ ]直流電源をご使用ください。AC 電源では動作しません。

2
使用可能電線 単線䃥0.5-1.2（AWG24-16）／ 撚線 0.3-1.25mm（AWG22-16）
素線径䃥0.18以上／標準裂き線長10mmCAT.NO.532

使用環境温度：−10䉝 - ＋50䉝

48B

本

放熱を妨げぬよう、本体周辺をふさがないでください。
（放熱スペースを確保ください）

電源 [CAN-2401] DC＋7V〜60V[CANL-2401] DC＋7V〜30V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10端子12345678910

盤 推奨板厚：0.5 〜 9mm

DINレール取付面[ 2451タイプ ]111.2

表示器色 端子台(プラグコネクタ)
オプション1 オプション2
アナログ出力 デジタル通信※ 赤※ スプリングロック式
※ なし
※ なし
G 緑＊2 J04 M2スクリュー式
E1 0 - 10V コンパレータ出力
E5 0 - 5V
C2 2点
R1 ±10V＊1 ख෉屫峢峐岼岄山R5 ±5V＊2 宆宄宑宏孰孵孷岈නࣖ‫ح‬৯岉੼岈岙
㻵1 4 - 20mAコンパレータ出力
C2 2点B出力オプションなし

前面パネル部 2

ピッチ70以上
48CAN□-24 □□-□□-□□

型式

CAN-2401 / CANL-2401

ピッチ 30 以上【演算部】
設定値記憶■オプション

98

1点
CAN2.0B
10k / 20k / 50k / 100k / 250k / 500k / 1M bps
INTEL (Little Endian) または MOTOROLA (Big Endian) から設定
標準（11bit長ID) または 拡張（29bit長ID) から設定
スプリングロック式プラグコネクタ オプション：M2スクリュープラグコネクタ

CAN変換器CAN-2401（出力更新1ms 〜）／ CANL-2401（出力更新40ms 〜）

前面パネル部：2暫定版

名称
型式【CAN入力部】
入力点数
通信規格
CAN BPSCAN FORMATCAN FRAME
入力コネクタ22.2＋0.30■共通仕様