取扱説明書
Ｖｅｒ１．０駿河精機株式会社
ＯＳＴ事業部

ＩＮＤＥＸ
１．はじめに１．１
１．２

ご使用いただく前に安全にご使用いただくために

Ｐ．３
Ｐ．４

２．外部装置との接続・操作方法について
２．１ 接続方法・接続例
２．２ コネクタ説明
２．３ 入出力信号の説明
２．４ ドライバ出力電流の調整方法
２．５ ドライバの取り付け方法

Ｐ．５
Ｐ．６
Ｐ．７
Ｐ．８
Ｐ．１０

３．１
３．２
３．３
３．４

Ｐ．１１
Ｐ．１２
Ｐ．１２
Ｐ．１３

３．その他
故障かなと思う前に仕様
外形寸法保証とアフターサービス

このたびは、当社の製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しくご使用いただくため、ご使用になる前にこの取扱い説明書をよくお読み下さい。
お読みになったあとは、いつでも見られるように必ず保存して下さい。

- 2 -１．はじめに

１．１

ご使用いただく前に■現品の確認
以下のものがすべて揃っているか確認してください。もし、不足している場合や破損している場合には、当社ＯＳＴ事業部営業グループまでご連絡ください。
●ドライバ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１台●ＣＮ１用適合コネクタハウジング

１７１８２２−３（ＡＭＰ）．．．．．．．．．１個●ＣＮ２用適合コネクタハウジング

１−１７１８２２−２（ＡＭＰ）．．．．．．．１個●ＣＮ３用適合コネクタハウジング

１７１８２２−５（ＡＭＰ）．．．．．．．．．１個●コンタクト１７０２０４−２（ＡＭＰ）．．．．．．．．．２５個●取扱説明書（本書）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１部注記）ドライバは精密機器ですので、衝撃を与えたり、落下させないでください。破損する恐れがあります。

- 3 -

１．２

安全にご使用いただくためにご使用になる前に以下の注意事項を必ずお読み下さい。

マークは禁止の意味を表します。

注意！

ここに示された注意事項を必ずお守り下さい。この注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、物的な損害を受けたりする可能性があります。
●モータードライバについて・モーター・ドライバは使用条件によって著しく発熱します。自動ステージに取り付けた状態でモーター外被が１００℃、コントローラに取り付けた状態でドライバ放熱器が８０℃以下でご使用下さい。
・本製品はＰＭＭ３３ＢＨ２−Ｃ１６，Ｃ２６（駿河精機管理型番）モーター専用のドライバーです。
上記モーター以外の接続をしたい場合は、当社ＯＳＴ事業部営業グループまでお問い合わせ下さい。
●設置上の注意・ほこり・オイルミストの多い場所や塩分・導電性粉末・腐蝕性ガスのある場所には設置しないでください。
・過度の振動や衝撃が直接、ドライバ本体に加わる場所には設置しないでください。
・ドライバ本体と他の機器あるいは、構造物とは各面共２５ｍｍ以上の空間を設けて設置してください。
・ドライバ本体の近くに大きなノイズ源（高圧線・高圧機器・動力機器など）がある場合には、入力回路、電源回路などに誘導ノイズが混入しやすくなり、誤動作の原因となります。
電源ライン、入出力信号ラインも含め、ノイズ源よりできるだけ離して設置してください。
ノイズ源の混入の可能性がある場合には、ライン配線の検討・ノイズ源のノイズ発生防止などの処置を行って下さい。
・ドライバは、自然冷却タイプですので、できるかぎり風通しのよい場所に設置してください。
・雰囲気温度が０℃〜４０℃の雰囲気内で使用してください。
・ドライバ内への導電性小片（切り粉・ピンなど）が入らないようにしてください。
●配線上のご注意
・ターミナルの圧着は指定工具を用いて確実に行ったうえ、テスター等で導通を確認して下さい。
接触不良等不確実な圧着は、ドライバ・モーター及びお客様のセットの破損につながります。
・信号ラインはツイストペア線を使用し、できるだけ短くして下さい。
・信号ラインはパワーライン（電源ライン・モーターライン）からできるだけ離して配線して下さい。
また、信号ラインをパワーラインと同一のダクト配管内を通したり一緒に結束したりしないで下さい。
・モーターリード線から発生するノイズが問題となるような場合には、モーターリード線を“導通性テープ”や“ワイヤーメッシュ”などでシールドしてください。
・通電時のコネクタの抜き差しは、感電及び機器破損の恐れがありますので絶対に行わないで下さい。
●電源を投入する前に…（必ずご確認下さい）・電源ラインの確認（ＣＮ１に向かって左から＋２４Ｖ，ＧＮＤ，Ｎ．Ｃの配列になっています）
・コネクタ接続時、ハウジングとピンがズレてささっていませんか？
●分解／改造製品の分解・改造・不当な修理は絶対に行わないで下さい。
感電の原因となり、危険です。
異常がある場合は、当社ＯＳＴ事業部営業グループまでご連絡下さい。

- 4 -２．外部装置との接続・操作方法について

２．１

接続方法・接続例

ＤＣ２４Ｖ ＋
電源−＋２４Ｖ
ＧＮＤ
N.C

１２ CN1３RUNSTOP

ＣＷパルス入力
ユーザー
コン
トロー
ラＣＣＷパルス入力
カレントオフ入力
ステップ角切替入力
ｶﾚﾝﾄﾀﾞｳﾝ解除入力
励磁タイミング出力+ １２+ ３- ４+ ５６+ ７ CN2８+ ９- 10+ 11- 12５４CN3 ３２１黒緑
橙赤青

５相ｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞ
ﾓｰﾀｰ＜コネクタターミナルの圧着＞・適用電線範囲はＡＷＧ＃２６〜２０（芯線断面積 ０．１４〜０．５ｍ㎡）となっています。電源ラインはＡＷＧ＃２２〜２０（芯線断面積 ０．３〜０．５ｍ㎡）の線をお使い下さい。
・ターミナルの圧着にはコネクタのメーカー指定工具（ＡＭＰ７２２５６０−１等）をお使い下さい。

- 5 -

２．２
ｺﾈｸﾀ
No.

コネクタの説明
ﾋﾟﾝNo.
1

信号名称

機能説明＋24V
電源入力

CN12ＤＣ２４Ｖ＋，−を接続します。

GND

3N.C

電気的特性
DC24V±10%
最大1.4A ※１−

何も接続しません

1CW＋

ＣＷ

2CW−

パルス入力

3CCW＋

ＣＣＷ

4CCW−

パルス入力

上がりでＣＣＷ方向へ１ステップ動作します。

5C.OFF＋カレント“Ｌ”レベル（フォトカプラＯＮ）の時、モーター出力電流6C.OFF−オフ入力

をオフし、モーターフリーとなります。

7

FULL/HALF＋ステップ角“Ｌ”レベル（フォトカプラＯＮ）でハーフステップ。

8

FULL/HALF−切替入力“Ｈ”レベルでフルステップ。

9C.D.INH＋

カレント

負論理パルスをＣＷ−ピンへ入力したとき、パルスの立ち上がりでＣＷ方向へ１ステップ動作します。

※２
負論理パルスをＣＣＷ−ピンへ入力したとき、パルスの立ちCN2ダウン

CN3

10

C.D.INH−

11TIMING＋

12

TIMING−

１

青２

赤３

橙４緑５

黒解除入力

L:0〜0.5V
H:4〜5V
入力抵抗:220Ω
入力電流:20mA
以下“Ｌ”レベル（フォトカプラＯＮ）の時自動カレントダウン機能を解除します。

励磁

入力パルスに同期して、励磁シーケンスが「０」に戻るときタイミングにこの信号を１回出力します。（出力トランジスタがＯＮ）

出力

フルステップ時１０パルス／ハーフステップ時２０パルス毎

DC24V以下
10mA以下ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ出力

モーターリード線結線※１ モーターの種類、運転速度、負荷によって異なります。接続する電源は、５０Ｗ以上のもをご使用下さい。
※２ Ｌ：０〜０．５Ｖ
Ｈ：４〜５Ｖ
パルス幅：５μｓ以上
立ち上がり、立ち下がり時間：２μｓ以下
パルスデューティー：５０％以下
入力抵抗：２２０Ω
入力電流：２０ｍＡ以下

- 6 -

２．３

入出力信号の説明●ＣＷ／ＣＣＷパルス入力
カレントオフ入力
ステップ角切替入力
カレントダウン解除入力●励磁タイミング出力２２０Ω
＋＋−−２０ｍＡ以下

１０ｍＡ以下ＤＣ２４Ｖ以下＜タイミングチャート＞

カレントダウンカレントオフＣＷ
モーター

100ms以上

ＣＣＷ
5us以上
注３

ＣＷパルス入力
注２

10us以上ＣＣＷパルス入力

カレントダウン解除入力
カレントオフ入力
注１
ステップ角切替入力

フルステップハーフステップの部分は、フォトカプラ・ダイオードの発光を示します。

注１：ステッピングモーターは、パルス停止後微少のオーバーシュート・アンダーシュートを繰り返ししながら静止に至りますが、その時間は、慣性負荷・摩擦負荷・負荷・モーターの種類等の条件により異なります。モーターの静止前にカレントオフ入力をしますと、位置ズレを起こす場合がありますので、必ず静止後に入力して下さい。
注２：モーターの起動特性に影響しますので、カレントオフ入力信号を“Ｈ”レベルに切り替えた直後にはパルス信号を入力しないで下さい。通常１００ｍｓ以上として下さい。
注３：ＣＷパルス入力、ＣＣＷパルス入力どちらか一方が“Ｌ”レベルの時にパルスを入力しますと、モーターが正常に動作しない場合があります。

２．４

ドライバー出力電流の調整方法- 7 -モーターへの出力電流は、出荷時に運転電流０．７５Ａ／相・停止電流０．３７５Ａ／相に調整してあります。
発熱・振動の低減のために出力電流を下げる場合には、以下の手順に従ってください。
１）電流計の接続方法

ＤＣ２４Ｖ ＋
電源−＋２４Ｖ
ＧＮＤ

１２ CN1３N.C

RUNSTOP

DC5V+SW1
カレントダウン
解除入力

黒緑
橙赤
青

５４CN3 ３２１１２３４５６CN2７８９101112５相
ｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞ
ﾓｰﾀｰ+ A

電流計には２相分の電流が流れます。
半分の値が１相分の電流値となります。
たとえば、電流計の値が１．５Ａのときは、０．７５Ａ／相の設定となります。

２）運転時出力電流の調整①カレントダウン解除入力のＳＷ１をＯＮしてください。（その他の入力信号はあたえないで下さい）②モーター及び直流電流計を接続後、ＤＣ２４Ｖ電源を投入して下さい。
③向かって左側の“ＲＵＮボリューム”によって調整します。
“ＲＵＮボリューム”は時計方向回転で運転時出力電流が増加し、最大で約０．８Ａ／相の出力になりますが、０．７５Ａ／相を越えないように設定して下さい。
電流計を使用せずに、ボリュームの指示値でおおよその値に合わせることもできます。その場合は以下のグラフを参考にしてください。

ＲＵＮボリューム−運転電流特性（代表値）
1.0
出荷時設定（0.75Ａ／相）
0.75
運転電流
[ Ａ／相 ]
0.5456732100.2501234567891089ＲＵＮボリューム

注意：ボリュームの目盛は、実物にはありません。
３）停止時（自動カレントダウン時）出力電流の調整- 8 -10

① モーター及び直流電流計を接続後、ＤＣ２４Ｖ電源を投入します。
② カレントダウン解除入力のＳＷ１をＯＦＦしてください。
③ 向かって左側の“ＳＴＯＰボリューム”で調整します。
電流計を使用せずに、ボリュームの指示値でおおよその値にセットする場合は、以下のグラフを参考にしてください。

ＳＴＯＰボリューム−停止時電流特性（代表値）※運転電流を０．７５Ａ／相に設定した場合
0.75
出荷時設定（0.375Ａ／相）
0.5
停止時電流
[ Ａ／相 ]

450.2501234567673210891089 10ＳＴＯＰボリューム

注意：ボリュームの目盛は、実物にはありません。
指定の入力以外入力しない状態で設定してください。パルスが入力されますと値が変わります。

参考◆トルクと電流設定の関係（停止時、低速運転時）
・ ホールディングトルクは、停止時出力電流にほぼ比例します。
・ 低速トルクは、運転時出力電流にほぼ比例します。
◆モーターの温度上昇と電流設定の関係（停止時、低速運転時）
・モーターの温度上昇は停止時、低速運転時ともに電流を下げるほど小さくなります。
（おおよその目安としては、出力電流の２乗に比例しますが、スピード、負荷、放熱条件及びその他の条件により異なります）◆モーターの振動と電流設定の関係
・モーターの振動は、一般に運転時出力電流を下げるほど小さくなります。
（出力電流を下げることによってトルクも下がりますので、マージンを充分考慮されたうえ、適切なポイントに設定してください）

２．５

ドライバの取り付け方法- 9 -ドライバーの取り付け方向は次のように行って下さい。
・水平面に取り付ける場合は、放熱器が上側に向くように取り付けて下さい。
・垂直面に取り付ける場合は、モーターコネクタ（ＣＮ３）が上側に向くように取り付けて下さい。

１）基板を固定する場合
67
61 ±0.3

33 [単位ｍｍ]

放熱器

Ｍ３ネジ

72

66

スプリング
ワッシャ

±0.3

絶縁タイプ
スペーサ

１０ｍｍ程度

Ｍ３ナット
シャーシ

4−￠3.5２）放熱器を固定する場合
67
20 ±0.1

放熱器

24.5

Ｍ３ネジ
（放熱器のメネジ有効深サは、５ｍｍとなっています）

72

55±0.1

スプリング
ワッシャ

5
取付板

4−￠3.5

注意：長いネジを使用すると、部品に接触する危険性があります。
ネジの長さは取付板の厚み＋５ｍｍ以下のサイズを使用してください。

３．その他- 10 -

３．１

故障かなと思う前にお問い合わせの前にもう一度確認を。
ステッピングモータが正常に動作しないときは、次の手順で確認・対策・処理を行って下さい。
それでも異常のあるときは、当社ＯＳＴ事業部営業グループまでご連絡ください。 ⇒Ｐ．１３
異常内容
確認内容
対策・処置参照頁

モーターが励磁（保①電源の接続●電源は確実に接続されているかを確認します

Ｐ．６持）されていない②カレントオフ入力の有無● コネクタ接続時、ハウジングがズレてささっていないかＰ．６を確認します。
● カレントオフ入力信号が“Ｌ”レベルの時は、モーターが励磁されません。
③モーターの接続●モーターは確実に接続されているかを確認します

Ｐ．５④ＲＵＮ、ＳＴＯＰボリュ● モーターへの出力電流を調整するボリュームです。

Ｐ．８

ームの調整

（電流を絞りすぎているときは、出荷時の設定状態に戻Ｐ．９して再確認します）⑤コネクタの接続●ハウジングがズレてささっていないかを確認します

モーターが動かない

上記の①、②、③、④を先に確認します

モーターが逆に回る⑥ＣＷ／ＣＣＷパルス、パルス● 接続およびパルス信号・電圧・波形を確認します。

−
Ｐ．７● 他方のパルス入力は“Ｈ”レベルになっているかを確認します。

モーターの動作がお上記の③、④、⑥を先に確認します

かしい⑦ＣＷ／ＣＣＷパルスが同時に入力していませんか

動作量が少ない⑧装置の要求するモーター
ステップ角と実際のモー●２つのパルス入力が同時に入力されると、モーターの動Ｐ．７

きが不安定になります。
●ドライバのステップ角切替入力の設定条件を確認しま

Ｐ．６

す。

ターステップ角は一致していますか⑨入力パルス数がモーター●設定パルス数を確認します。

−●低くして確認する。

−●長くして確認する。

−

動作量に合った設定になっていますか
加速中（または運転②を確認します中）に脱調する⑩起動パルス速度が高すぎませんか⑪加減速時間が短すぎませんか⑫電源の容量は充分です●電源容量を確認する（ＤＣ２４Ｖ５０Ｗ以上か）

Ｐ．６

か⑬外来ノイズの影響はありませんか
振動が大きい⑭モーターの出力トルクに●ノイズ源と思われる他の機器を動かさず、モーター単体−で動作を確認します。
●モーターの運転電流を下げてみてください。

Ｐ．８●パルス速度を変えて振動が低減するときは、モーターのＰ．６

余裕がありすぎるのかもしれません⑮パルス速度を変えてみてください

共振が考えられます。パルス速度を変更するか、ステップ角の切替を行ってみて下さい。

モーターが熱い⑯モーターの運転時間が長●運転時間を短くするか、休み時間を長くしてください。

−すぎる
自動カレントダウンが動作しない⑰カレントダウン解除入力●カレントダウン解除入力を“Ｈ”レベルにします。

Ｐ．６● ＭＡＸでは電流が下がりません。

Ｐ．８の信号が“Ｌ”レベルになっていませんか⑱「ＳＴＯＰ」ボリュームはＭＡＸになっていませ

ＳＴＯＰボリュームを左に回してみてください。

んか

３．２

⑲パルス信号の終了後は●パルス信号が“Ｌ”レベルに保持されていると電流が下“Ｈ”に戻っていますかがりません。必ず“Ｈ”レベルに戻してください。

仕様- 11 -Ｐ．７

電源入力

ＤＣ２４Ｖ

出力電流

０．１〜０．７５Ａ／相

使用温度範囲重量０〜±１０％

最大１．４Ａ＋４０℃

約１３０ｇ
ＰＭＭ３３ＢＨ２−Ｃ１６，Ｃ２６（駿河精機管理型番）

適合モータ※上記以外のモーターを接続する場合にはお問い合わせ下さい。

３．３

外形寸法

672024.57.517.257255

12.5663026.75
9534-Ｍ3Ｐ0.5深サ56132818.5

3３．４

保証とアフターサービス- 12 -⇒Ｐ．１３

●保証についてお問い合わせ時に検査・品質保証書あるいは、製品の側面にマーキングされております８桁のシリアルナンバーをご連絡ください。当社ではシリアルナンバーにより納入日を記録しております。
保証期間は、納入後１年間です。
但し、次の場合は保証対象外となり、有償修理とさせていただきます。
−使用上の誤り及び当社以外の者による改造、修理に起因する故障、損傷の場合−輸送、移動時の落下等、お取り扱いが不適当なために生じた故障、損傷の場合−火災、塩害、ガス害、異常電圧及び地震、雷、風水害、その他の天災地変等による故障、損傷の場合−説明書記載方法及び注意書きに反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合●アフターサービスについて修理依頼の前にＰ．１１ の項目をチェックしてください。
それでもご不明な点等ございましたら、当社ＯＳＴ事業部営業グループまでお問い合わせください。
《保証期間中》取扱い説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償で修理いたします。
上記の保証対象外の故障につきましては、有償修理とさせていただきます。
《保証期間が過ぎた場合》修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。
●修理可能期間について
本製品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後１年です。この期間を修理可能期間とします。なお、部品の保有期間を過ぎた後でも修理可能な場合がありますので、当社ＯＳＴ事業部営業グループまでお問い合わせください。
※本製品に生じた故障に関し、当社は本保証に基づく無償修理以外の責任を負いません。

- 13 -

＜お問い合わせ先＞
駿河精機株式会社

ＯＳＴ事業部

営業グループ

東京営業所〒101-0041

東京都千代田区神田須田町2-2-4

TEL 03-5256-9911

FAX 03-5256-9917〒424-8566静岡県静岡市清水区七ツ新屋549-1

TEL 054-344-0332

FAX 054-344-0337〒569-0071

大阪府高槻市城北町1-5-25

TEL 072-661-3500

FAX 072-661-3622〒816-0077

福岡県福岡市博多区元町1-5-25

TEL 092-588-2336

FAX 092-588-2337〒424-8566

静岡県静岡市清水区七ツ新屋549-1

TEL 054-344-4615

FAX 054-346-1196

中部営業所

関西営業所
FJYﾋﾞﾙ4F

九州営業所

本社・工場

ＯＳＴ−Ｄ３０５６-４- 14 -