CHS8月号 p8-9̲6校新製 品 紹 介

新製品紹介

感染対策用保護メガネ KE-01

感染対策用高性能マスク
サカヰ式 1180MD 型

EYECARE GLASS Premium for Hi-Luck
日本産業規格 JIS T8147(2016)

取替え式防じんマスクRL2

米国製品安全規格 ANSI Z87.1

国家検定合格第TM538号

PPE（個人用保護具）のなかで、マスクとの相性の良さをもっとも取替え式防じんマスクを長年開発、製造販売している当社であるか

欧州製品安全規格 EN 166

求められる保護メガネ。KE-01はハイラックとの相性が良く、液体らこそ、安心してお使いいただけます。

飛沫・飛来物から眼を守る高品質の感染対策用の保護メガネです。

ハイラックとの相性がいい保護メガネ

清潔感があり医療現場になじむ外観。患者さんが目にして不安を感じさせない

POINT

POINT

● 軽量で掛け心地に優れる● N95マスクと同等のフィルタ捕集性能を有する● オーバーグラス対応（度付きメガネの上から着用可能）● フィルタを適宜交換し、マスク本体は繰り返し使用可能● 洗浄・消毒可能● 洗浄・消毒可能（マスク本体）
ここで紹介するマスクは、本体としめひもの洗浄・消フィットします。重量も35gと軽く長時間快適にご使用

フィット性能と曇り止め効果に自信あり毒ができます。交換部品はフィルタ以外に、しめひも、いただけます。

欧米人と日本人では骨格に大きな違いがあります。

保護メガネを使用する時に一番避けたいことは、曇っ日本人の骨格に合う設計をもとに、頭部および顔とフて手元の視界が悪くなることです。KE-01はレンズ両面レームの隙間ができにくい、密着度を高めた構造となっに曇り止めコートREMIUM Zero-fogコート付のアイケています。弾力性に優れたテンプル（つる）が頭を優しアグラスを採用しています。よって、入浴介助などの作く包み込み、フレームがずれることなくしっかりと業でも曇ることがほとんどありません。

耐 薬品 性KE-01【水洗い試験】20秒間、流水中擦り洗いをした。
（これを1回と数えた）◯50回以上繰り返し擦っても曇らない【浸透試験】
24時 間 薬 品 に 浸し て 密封後、呼気を当て曇りの有無を確認した。
【耐拭き性試験】
コットン、プロワイプに各薬品を染み込ませ擦った後、呼気を当て曇りの有無を確認した。
【浸透試験】
24時 間 薬 品 に 浸し て 密封後、呼気を当て曇りの有無を確認した。

オート
クレーブ

マイクロファイバー
ポーチ付き

耐アルコール性

眼鏡の上から着用可能。レ ン ズ に は 縁 がなくワイドな視界。視野の歪みがほとんどないため長時間着用でも疲れない高品質なレンズを採用

試験条件【50℃水蒸気試験】約50℃の水蒸気を5秒間繰り返しあてた。
（10回に1回柔らかい布で拭きとった）
エタノール

◯
◯

イソプロピルアルコール98％◯エタノール◯100回でも曇らない

イソプロパノール70%◯100回でも曇らない

イソプロピルアルコール98％◯100回でも曇らない

塩酸10%◯硫酸10%◯

アンモニア水10%

◯

メタノール

◯

耐傷性◯30回でも雲らない
1.92%（従来品の2倍以上）

アルコール拭き取り消毒でも曇り止め効果が長く持続。洗浄にも強く、オートクレーブも可能

8

Safety NEWS 2022.8 No.763

フィルタ取替え式マスク

フィット重視！
装着後に簡単にフィットチェックできる給問題が起こりえます。新型コロナウイルス感染症がマスクに内蔵したフィットチェッカーのつまみを引きはやり始めた際には、使い捨て式のN95マスクがやむを上げるだけで、陰圧法で簡単にシールチェック（フィッ得ず繰り返して使用される事態となりました。

トチェック）ができます。

患者さんからみて医療従事者の表情がうかがえる透明な面体を採用。面体はやわらかく肌にやさしいシリコーンゴムを使用。肌に対して低刺激性でフィット性などに優れる

マスクをしたままレバー（つまみ）を引き上げて密着性を確認できるマスク専用ポーチ付き。マスクを衛生的に保管、携帯できる

■ 性能
社内基準値

1180MD

粒子捕集効率（DOP粒子）

95.0%以上

98.0%

吸気抵抗80Pa以下

72Pa

排気抵抗45Pa以下

25Pa

ー123Pa

0.5%以下/200㎤以下

0.36％／ 144㎤

114g以下99g

吸気抵抗上昇値
二酸化炭素濃度上昇値／死積
質量

上記の数値は、標準品（M面体、しめひもタイプRB）を使用して、オプション品等を取り付けていないときの性能です。

ハイラック専用サイトにて、KE-01と1180MDの専用のカタログをご用意しています。1180MDの装着ガイドを含め弊社代理店にご用命ください。

感染対策

ハイラック検索ハイラック専用サイト/感染対策製品ページ▲【表面摩耗抵抗試験】
表面摩耗について、日本工業規格（JIS T8147:2016)に定められた方法に基づき試験を行った。基準値は8%以下となっている。

入れをすることで長くご使用できます。

コストパフォーマンスに優れる◯10分以上あてても曇らない

イソプロパノール70%

121℃、30分の条件でオートクレーブ後、呼気を当て曇りの有無を確認した。

N95マスクと同等のフィルタ捕集性能

パンデミックのような有事の際には、N95マスクの供■ 曇り止めコート、耐傷性等の性能試験
耐水性

弾力性に優れたテンプル(つる)。テンプルは自在に曲げられるため一人一人に合わせて調整可能。
ハイラックと同じフリーサイズ

吸気弁、排気弁もご用意していますので、衛生的な手Safety NEWS 2022.8 No.763

9CHS8月号 p8-9̲6校

新製 品 紹 介

新製品紹介

感染対策用保護メガネ KE-01

感染対策用高性能マスク
サカヰ式 1180MD 型

EYECARE GLASS Premium for Hi-Luck
日本産業規格 JIS T8147(2016)

取替え式防じんマスクRL2

米国製品安全規格 ANSI Z87.1

国家検定合格第TM538号

PPE（個人用保護具）のなかで、マスクとの相性の良さをもっとも取替え式防じんマスクを長年開発、製造販売している当社であるか

欧州製品安全規格 EN 166

求められる保護メガネ。KE-01はハイラックとの相性が良く、液体らこそ、安心してお使いいただけます。

飛沫・飛来物から眼を守る高品質の感染対策用の保護メガネです。

ハイラックとの相性がいい保護メガネ

清潔感があり医療現場になじむ外観。患者さんが目にして不安を感じさせない

POINT

POINT

● 軽量で掛け心地に優れる● N95マスクと同等のフィルタ捕集性能を有する● オーバーグラス対応（度付きメガネの上から着用可能）● フィルタを適宜交換し、マスク本体は繰り返し使用可能● 洗浄・消毒可能● 洗浄・消毒可能（マスク本体）
ここで紹介するマスクは、本体としめひもの洗浄・消フィットします。重量も35gと軽く長時間快適にご使用

フィット性能と曇り止め効果に自信あり

毒ができます。交換部品はフィルタ以外に、しめひも、いただけます。

欧米人と日本人では骨格に大きな違いがあります。

保護メガネを使用する時に一番避けたいことは、曇っ日本人の骨格に合う設計をもとに、頭部および顔とフて手元の視界が悪くなることです。KE-01はレンズ両面レームの隙間ができにくい、密着度を高めた構造となっに曇り止めコートREMIUM Zero-fogコート付のアイケています。弾力性に優れたテンプル（つる）が頭を優しアグラスを採用しています。よって、入浴介助などの作く包み込み、フレームがずれることなくしっかりと業でも曇ることがほとんどありません。

耐 薬品 性KE-01【水洗い試験】20秒間、流水中擦り洗いをした。
（これを1回と数えた）◯50回以上繰り返し擦っても曇らない【浸透試験】
24時 間 薬 品 に 浸し て 密封後、呼気を当て曇りの有無を確認した。
【耐拭き性試験】
コットン、プロワイプに各薬品を染み込ませ擦った後、呼気を当て曇りの有無を確認した。
【浸透試験】
24時 間 薬 品 に 浸し て 密封後、呼気を当て曇りの有無を確認した。

オート
クレーブ

マイクロファイバー
ポーチ付き

耐アルコール性

眼鏡の上から着用可能。レ ン ズ に は 縁 がなくワイドな視界。視野の歪みがほとんどないため長時間着用でも疲れない高品質なレンズを採用

試験条件【50℃水蒸気試験】約50℃の水蒸気を5秒間繰り返しあてた。
（10回に1回柔らかい布で拭きとった）
エタノール

◯◯

イソプロピルアルコール98％◯エタノール◯100回でも曇らない

イソプロパノール70%◯100回でも曇らない

イソプロピルアルコール98％◯100回でも曇らない

塩酸10%

◯

硫酸10%

◯

アンモニア水10%

◯

メタノール

◯

耐傷性

◯
30回でも雲らない1.92%（従来品の2倍以上）

アルコール拭き取り消毒でも曇り止め効果が長く持続。洗浄にも強く、オートクレーブも可能

8

Safety NEWS 2022.8 No.763

フィルタ取替え式マスク

フィット重視！
装着後に簡単にフィットチェックできる給問題が起こりえます。新型コロナウイルス感染症がマスクに内蔵したフィットチェッカーのつまみを引きはやり始めた際には、使い捨て式のN95マスクがやむを上げるだけで、陰圧法で簡単にシールチェック（フィッ得ず繰り返して使用される事態となりました。

トチェック）ができます。

患者さんからみて医療従事者の表情がうかがえる透明な面体を採用。面体はやわらかく肌にやさしいシリコーンゴムを使用。肌に対して低刺激性でフィット性などに優れる

マスクをしたままレバー（つまみ）を引き上げて密着性を確認できるマスク専用ポーチ付き。マスクを衛生的に保管、携帯できる

■ 性能
社内基準値

1180MD

粒子捕集効率（DOP粒子）

95.0%以上

98.0%

吸気抵抗80Pa以下

72Pa

排気抵抗45Pa以下

25Pa

ー

123Pa

0.5%以下/200㎤以下

0.36％／ 144㎤

114g以下99g

吸気抵抗上昇値
二酸化炭素濃度上昇値／死積
質量

上記の数値は、標準品（M面体、しめひもタイプRB）を使用して、オプション品等を取り付けていないときの性能です。

ハイラック専用サイトにて、KE-01と1180MDの専用のカタログをご用意しています。1180MDの装着ガイドを含め弊社代理店にご用命ください。

感染対策

ハイラック検索ハイラック専用サイト/感染対策製品ページ▲【表面摩耗抵抗試験】
表面摩耗について、日本工業規格（JIS T8147:2016)に定められた方法に基づき試験を行った。基準値は8%以下となっている。

入れをすることで長くご使用できます。

コストパフォーマンスに優れる◯10分以上あてても曇らない

イソプロパノール70%

121℃、30分の条件でオートクレーブ後、呼気を当て曇りの有無を確認した。

N95マスクと同等のフィルタ捕集性能

パンデミックのような有事の際には、N95マスクの供■ 曇り止めコート、耐傷性等の性能試験
耐水性

弾力性に優れたテンプル(つる)。テンプルは自在に曲げられるため一人一人に合わせて調整可能。
ハイラックと同じフリーサイズ

吸気弁、排気弁もご用意していますので、衛生的な手Safety NEWS 2022.8 No.763

9