製品情報

LIF 481 Dplus
2次元 直交目盛付
インクリメンタルオープンタイプ
リニアエンコーダ

02/2022

LIF 481 Dplus

インクリメンタルオープンタイプリニアエンコーダ• 垂直Y方向の目盛トラックによる真直度測定• ガラスセラミックのスケール本体を、PRECIMETテープもしくはクランプで固定取付けクランプ使用時のスケール

接着テープ使用時のスケール

走査ヘッド取付け面

F = マシンガイド* = 走査中の最大傾き
L = 全長ML = 測定長
s = 測定長(ML)開始点
r = 原点位置
e =	エポキシの塗布点、本図面では原点位置としている(他にもML/2の位置など)
1 = インターフェースカタログ記載通りの出力信号を得るための走査ユニット移動方向

2

製品情報 LIF 481 Dplus  02/2022

スケール

LIF 401 Dplus

スケール本体
熱膨張係数
目盛間隔

SUPRADUR位相格子付きZerodurガラスセラミックÞtherm  (0 ± 0.1) · 10–6 K–1
8 µm

精度等級*

X 方向: ± 3 µm、Y 方向: ± 20 µm

測定長 ML*(mm)   70	  120	  170	  220	  270	  320	  370	  420	  470	  520	  570	  620	  670	  720
  770	  820	  870	  920	  970	  1020	  1140	 1240	 1340	 1440	 1540	 1640	   1740	  1840  1940	 2040	 2140	 2240	 2340	 2440	 2540	 2640	 2740 2840	 2940	 3040

Y方向の測定範囲

±1 mm

原点

測定開始位置に1個

質量247 g/m

走査ヘッド

LIF 48

LIF 47

インターフェース

» 1 VPP

 TTL

分割倍率*
信号周期1)
測定分解能

–
4 µm
–

5倍
0.8 µm
0.2 µm≧ 1 MHz–

走査周波数*–

エッジ間隔 a10倍
0.4 µm
0.1 µm20倍
0.2 µm0.05 µm

50倍0.08 µm
0.02 µm

100倍0.04 µm
0.01 µm≦ 500 kHz≦ 250 kHz≦ 125 kHz≦ 250 kHz≦ 125 kHz≦ 62.5 kHz≦ 250 kHz≦ 125 kHz≦ 62.5 kHz≦ 100 kHz≦ 50 kHz≦ 25 kHz≦ 50 kHz≦ 25 kHz≦ 12.5 kHz–

≧ 0.080 µs≧ 0.175 µs≧ 0.370 µs≧ 0.080 µs≧ 0.175 µs≧ 0.370 µs≧ 0.040 µs≧ 0.080 µs≧ 0.175 µs≧ 0.040 µs≧ 0.080 µs≧ 0.175 µs≧ 0.040 µs≧ 0.080 µs≧ 0.175 µs

走査速度2)≦ 240 m/min≦ 120 m/min≦ 60 m/min≦ 30 m/min≦ 60 m/min≦ 30 m/min≦ 15 m/min≦ 60 m/min≦ 30 m/min≦ 15 m/min≦ 24 m/min≦ 12 m/min≦ 6 m/min≦ 12 m/min≦ 6 m/min≦ 3 m/min

内挿精度
ポジションノイズRMS–±12 nm3)
0.6 nm (1 MHz )電気的接続*

ケーブル(0.5 m/1 m/3 m)、インターフェースユニット内蔵15ピンD-subコネクタ(オス)付

ケーブル長

インターフェースカタログを参照ください
インクリメンタル: ≦ 30 m、ホーミング、リミット: ≦ 10 m (ハイデンハイン製ケーブル使用時)

供給電圧

DC 5 V ±0.25 V

消費電流< 150 mA

振動 55 Hz ～ 2000 Hz
衝撃 11 ms

≦ 400 m/s2 (IEC 60068-2-6)≦ 500 m/s2 (IEC 60068-2-27)

使用温度

0 °C ～ 50 °C

カットオフ周波数

質量

走査ヘッド*ケーブルコネクタ–3 dB<165 mA(負荷なし)

Zerodurガラスセラミック用: 25 g
38 g/m75 g* 注文時にご指定ください
1)
4逓倍後
2)
TTL: 原点通過時の最大走査速度: 9.6 m/min (40 kHz)3)
後続電子部のカットオフ周波数–3 dBにおいて
製品情報 LIF 481 Dplus  02/2022

3電気的接続

接続ケーブル
PUR被覆接続ケーブル [6(2 x 0.09 mm2) + (4 x 0.16 mm2)] AP = 0.16 mm2
PUR被覆接続ケーブル [6(2 x 0.16 mm2) + (4 x 0.5 mm2)] AP = 0.5 mm2¬ 8 mm¬ 6 mm1)

片側
15ピンD-subコネクタ(メス)354411-xx

355398-xx

両側
15ピンD-subコネクタ(メス)と15ピンD-subコネクタ(オス)354379-xx

355397-xx

1)

最大ケーブル長: 9 m
AP: 電源線の断面積

ピン配列
15ピンD-subコネクタ

供給電圧« TTL

インクリメンタル信号

4122

101

93

111471386155UP

センサ
5V0V

センサ
0V

Ua1¢

Ua2£

Ua0

¥H3)

L3)

PWT1)

空き

A+

A–

B+

B–

R+

R–––

空き

茶

緑

灰ピンク

赤黒紫黄/

» 1 VPP
2)

その他信号

茶/緑

青白/緑

白緑/黒緑/黒1)

シールドはハウジングへ、UP = 供給電圧
センサ: センサ線は内部にて電源線と接続されています。
未使用のピンまたは線は使用しないこと!

PWT用にTTL/11 µAPP切換え
接続ケーブルの芯線色
3)
LIP 6000/LIF 400のみ
2)

この製品情報の発行により、前版カタログとの差し替えをお願いいたします。
ハイデンハインへの注文は契約時の最新製品情報を御覧ください。

関連資料:エンコーダを正しく動作させるために以下の資料に記載されている注意事項にしたがってください。
• カタログ: ハイデンハインエンコーダのインターフェース
1078628-xx• カタログ: オープンタイプリニアエンコーダ
208960-xx
1349070-xx• カタログ: MULTI-DOF 多自由度測定技術

www.heidenhain.co.jp
本社

名古屋営業所

大阪営業所

九州営業所

〒102-0083
東京都千代田区麹町3-2
ヒューリック麹町ビル9F
 (03) 3234-7781
 (03) 3262-2539〒460-0002
名古屋市中区丸の内3-23-20
HF桜通ビルディング10F (052) 959-4677
 (052) 962-1381〒532-0011
大阪市淀川区西中島6-1-1
新大阪プライムタワー16F
 (06) 6885-3501
 (06) 6885-3502〒802-0005
北九州市小倉北区堺町1-2-161104654-J2 · PDF · 4/2022

版権保持※仕様は改善のため、事前にお断りなく変更することがあります。

十八銀行第一生命共同ビルディング6F

 (093) 511-6696
 (093) 551-1617