移動式検査・処置台

コンバーES
コンバーES flat
コンバーイーエス TB-301 TB-302 ／ コンバーイーエス フラット TB-516 TB-517

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 汎用診療・処置台
JMDN コード：13958000
特定保守管理医療機器

MORE FRIENDLY, MORE EFFICIENCYFRIENDLY＆EFFICIENCY
診療スタイルにあわせて選べる 4 タイプ
処置～搬送～リカバリーを 1 台で処置前後の患者さまの 負担軽減 と、スタッフの方の 負担軽減 を同時に実現
処置室とリカバリー室間の搬送にもご使用頂くことで、患者さまの移乗行為が不要となり、効率的 な運用が可能となります。
処置台を回転させることで、患者さまを起こさずに 頭と足の向きを入れ替えられます。

コンバーES コンバーES flat 共通性能

多様化 する医療現場の環境 に対応
設置型ではないため、スタッフの方により自由にレイアウトの変更が可能です。

それが“コンバー”です。

● 電動昇降機能（自動高さ調整機能付き）ハンドリモコン（標準装備）、フットスイッチ ( オプション ) で電動昇降の操作ができます。
● ＡＣ電源駆動・バッテリ駆動の２ＷＡＹバッテリ ( ES は 標準装備、ES flat は オプション ) による、電動昇降が可能です。
電源ケーブルを挿すと、AC 電源での電動昇降ができます。バッテリを搭載している場合、同時に充電がされます。
● 消毒用エタノールに耐性のあるシート生地を採用
手消毒用の濃度のエタノール、次亜塩素酸ナトリウム水溶液での清拭が可能● トータルロック機構付きキャスターを採用
処置台としての安定性を考えたキャスター。ペダルを踏み込むことで全輪ロック⇔フリー

WEB製品紹介ページ

コンバーES

消化器内視鏡検査用
姿勢保持クッション▲フットスイッチ ( オプション ) は移動させやすく、踏みやすくなりました

WEB製品紹介ページ● 搬送時に活躍する“グリップフェンス”
ベッドを回転させるとき、搬送させるときに活躍するグリップフェンスは、ドクターの立ち位置 以外の３箇所のフェンスを上げておくことで転落の防止に役立ちます。

WEB製品紹介ページ● 病院・診療所の雰囲気に合わせてテーブルトップの形状を選択可能
丸みのある“ラウンドフォルム”と 角張った“スクエアフォルム”からお選びいただけます。
● 豊富なカラーバリエーションが好評な 選べるシート生地色
標準色ライトブルー以外からもシート生地色をお選びいただけます。
● 処置台がリカバリー椅子に可変コンバーES flat

リカバリーエリアにおいて、省スペース運用が可能です。
また、検査の前と後で、患者さまと目線をあわせてお話しできます。

● 機能性マットレスを標準装備
長時間の処置を考慮したマットレスを採用

6 仕 様

別売りオプション
電動フットスイッチ、点滴棒スタンドホルダ、酸素ボンベホルダ、サイドフェンスカバー、ヘッドサポート ( 専用マクラ )、追加ロックペダル、Ｏ-EST 上部内視鏡検査用枕● ４枚フェンスと２枚フェンスから選べます
４枚フェンス仕様は、搬送性が高い“グリップフェンス”を採用しています。
1890

２枚フェンス仕様は、水平の位置で止まるので手台として使えます。
● 選べるシートの生地色
650

720

標準色のブルーを含む３色からシートの生地色をお選びいただけます。

別売りオプション
バッテリ、電動フットスイッチ、点滴棒スタンドホルダ、酸素ボンベホルダ、収納カゴ、追加ロックペダル200▲酸素ボンベホルダ▲点滴棒スタンドホルダ（イルリガートルスタンドホルダ）

500▲サイドフェンスカバー

最高 900Ｏ-EST 上部内視鏡検査用枕ES リカバリー椅子可変するタイプ

TB-301 コンバー ES（ラウンドフォルム）
生地色 ES1 ライトブルー

ラウンドフォルム

or

スクエアフォルム
リクライニング角度

0 ～ 66°

豊富なカラーバリエーション
オプション各種 取り揃え

オートチルト( 0 ～ 13°)

全高

50 ～ 90 cm

TB-302 コンバー ES スクエア

▲通常ロックペダルは前後１ヶずつ、対角に取りつきます。
オプションで 2 ヶ追加し、最大 左右前後 4 ヶ 取りつきます。

生地色 MT ブルー▲オプション：ヘッドサポート、電動フットスイッチ、イルリスタンドホルダ

ES flat

フラットタイプ

２枚フェンス仕様

or

４枚フェンス仕様

カラーバリエーション３色
オプション各種 取り揃え

TB-516 コンバー ES flat 2 枚フェンス
生地色 ES1 ライトブルー▲手台として使える 2 枚フェンス仕様のサイドフェンス

全高

56 ～ 91 cm▲標準装備のハンドリモコンTB-517 コンバー ES flat 4 枚フェンス
生地色 MT ブルー

製品仕様

6 仕 様

コンバー ES (品番 TB-301)
番

TB-301 (標準品)号

20B2X10007THW002

別手術台及び治療台

特定保守医療機器の別

特定保守管理医療機器

一汎用診療 ・ 処置台

般

名全称
高奥

行

全座座

奥

チェア時 / 1,260 1,660 mm

TB-301

チェア時 / 1,330 mm

幅720 mm （サイドフェンス使用時）

幅650 mm

行

450 mm0~ 66°キ ャ ス タ ー0~ 13°
Φ 125 トータルロックタイプ

重量74 kg

荷135 kg

負TB-302

ストレッチャー時 / 1,890 mm

座部チルト角度

大1890

ストレッチャー時 / 500~900 mm

背もたれ角度

最TB-302 （ESスクエア）

1330

フレーム / 鋼管フレーム
材質電源

表生地 / ビニールレザー （防汚）サイドフェンス / ポリエチレン （PE）

消費電力

AC100V 50/60Hz
最大 2 分 （※定格連続運転許容時間 ： 昇降動作を休止することなく、 連続的に行う時間）

電撃に対する保護の形式

クラスⅠ機器類

23210VA

定格連続運転許容時間※分1260

番200

出

類

コンバーES スクエア(品番TB-302)

650

届

720

品

/コンバー ES最低 500

名最高 900

品

B 型装着部 製品外装の450マークは B 型装着部であることを示します。

モーター形式

24VDC モーター

バッテリ容量24V × 5.0AH

使用

環

境

温度 5℃ ~ 40℃、 湿度 30~ 75％ RH （ただし結露しないこと）

保管

環

境

オ プ シ ョ ン

温度 -10℃ ~60℃、 湿度 10~90％ RH （ただし結露しないこと）□特注色

ES1 ライトブルー

ES2 ピンクベージュ

鋼板 ・ 鋼管
鋼板 ・ 鋼管
鋼板 ・ ABS
表皮 ： PVC
表皮 ： PVC

1260

■標準色

TB-350 イルリガートルスタンドホルダー （25 Φ対応）
TB-351 酸素ボンベホルダー （圧縮容量 500 L 用）
TB-352 フットスイッチ
TB-353 サイドフェンスカバー
TB-354 ヘッドサポート（専用マクラ）

ES3 ミルクティ

ES4 チョコ

ES5 サクラ

ES6 ダークブルー

ES7 モカMT ブルー1330

品

名コンバー ES ｆｌａｔ

品番

TB-516号

20B2X10007THW004

別手術台及び治療台

届

出番

類

特定保守医療機器の別

一般

名称

６. 仕 様 (TB-516)【上昇時】

特定保守管理医療機器

全高

汎用診療 ・ 処置台
560~910 mm

奥行1,950 mm

全幅700 mm （サイドフェンス使用時）

座幅610 mm

キ ャ ス タ ーΦ 125 トータルロックタイプ

重量68 kg

荷135 kg最大負６. 仕 様 (TB-517)

23TB-517

【上昇時】

610

240

69 ㎏

700700610700690

1950
1900

1950
1900

フレーム / 鋼管フレーム材

質

表生地 / ポリエステル、 ポリウレタン

電源AC100V 50/60Hz

力210VA

サイドフェンス / ポリエチレン （PE）
消費

電※910

定格連続運転許容時間※

最大 2 分 （※定格連続運転許容時間 ： 昇降動作を休止することなく、 連続的に行う時間）

電撃に対する保護の形式

クラスⅠ機器分

B 型装着部 製品外装の類

マークは B 型装着部であることを示します。

モーター形式

24VDC モーター

バッテリ容量24V × 5.0AH

使用

環

境

温度 5℃ ~ 40℃、 湿度 30 ~75％ RH （ただし結露しないこと）

保管

環

境

オ プ シ ョ ン

651

1330630※910651

【下降時】

1330

【下降時】

温度 -10℃ 60℃、 湿度 10~ 90％ RH （ただし結露しないこと）~
TB-566 イルリガートルスタンドホルダー （25 Φ対応）

鋼板 ・ 鋼管

TB-561 酸素ボンベホルダー （圧縮容量 500 L 用）

鋼板 ・ 鋼管

TB-567 フットスイッチ

鋼板 ・ ABS

TB-562 収納カゴ

■標準色

鋼板

※560

※ 高さ寸法は、マット中心部を実測値とする。

※560※ 高さ寸法は、マット中心部を実測値とする。

□特注色

モスグリーン
25MT ブルー

ES1 ライトブルー

ES7 モカ※色・形状につきましては 実際の製品と異なる場合があります。 また、予告なく仕様を変更する場合があります。

■お問い合わせ■オフィス 〒 399-4431 長野県伊那市西春近下河原 5331
TEL 0265-72-3157 FAX 0265-72-3203
お客様ご相談窓口

０１２０- ８２５- ８４５

受付時間 ９：００～１７：００（土・日、祝日、GW、夏季・冬季休暇を除く）

2023 年 9 月作成 / TB-301, TB-302 TB-516, TB-517 Ver.1.0■ホームページ https://www.takano-hw.com/■ E-mail fukushi@takano-net.co.jp