バイオフリーザー（D）仕様
D-201HCモデル
冷 却 性 能内容積D-396HC

D-271HC−15℃〜−35℃

約180ℓ

約250ℓ

約365ℓ

外寸

法 （㎜）

W720×D（605＋85）×H840

W925×D（605＋85）
×H840

W1265×D（605＋85）
×H840

内寸

法 （㎜）

W620×D500×H680

W820×D500×H680

W1160×D500×H680

外内断

熱

装

鋼板アクリル樹脂焼付塗装

装

鋼板アクリル樹脂焼付塗装

材

硬質発泡ポリウレタン

圧 縮 機 定 格出力
冷却器

凝縮器

冷250W

250W

電375W

スーパーウォールコンデンサー媒
転−35℃（−15℃〜−35℃ 調節可）

パイプオンシート
R-290（HCノンフロン）
65g

R-290
（HCノンフロン）70g

電 源（50/60Hz）
運R-290（HCノンフロン）
85g

AC100V 15A 単独

流

4.7/3.4 A

4.7/3.5 A

3.6/3.0 A

定格消費電力180/160 W

180/160 W

200/200 W

放650/580 kJ/h

650/580 kJ/h

720/720 kJ/h

熱量

温 度 設 定 ／表 示
温度

警

重

デジタル設定／デジタル表示報

設定温度から15℃温度上昇時にブザー報知、デジタル表示点滅、警報ランプ点灯

量

約42kg

約50kg

約62kg

１個

２個
鍵2本（1本予備）

２個

バ ス ケ ッ ト付属

バイオフリーザー

品

安定した冷却性能を発揮する
チェストタイプのフリーザー（注）1.上記仕様の冷却性能は、周囲温度＋30℃、無負荷時のものです。
2.運転電流、消費電力は、周囲温度＋30℃、連続運転・無負荷・安定時の値です。
3.電源プラグは、下図を参照してください。
4.本仕様は改良のため、予告なしに変更することがあります。

D-201HC 温度特性

温D-271HC 温度特性

外気温30℃、100V50Hz 無負荷、庫内中央空気温度4030302020

温10度

0℃

−10−20D-396HC 温度特性

外気温30℃、100V50Hz 無負荷、庫内中央空気温度

403020温10度

0℃−10−20

プルダウン特性−30−40−40−50−5001234時

56間

7891010度

0℃−10−20

プルダウン特性−30

プルアップ特性

外気温30℃、100V50Hz 無負荷、庫内中央空気温度40

プルダウン特性−30

プルアップ特性

プルアップ特性−400123

注：製品ごとに若干の個体差があります。

4時

5678910

注：製品ごとに若干の個体差があります。

間保証について製品には保証書が付いています。記載内容に対する保証はいたしますが、保存品の補償等、製品修理以外の責任は保証の対象になりませんのでご了承ください。

−50012345時

6間

78910

注：製品ごとに若干の個体差があります。

●電源プラグとコンセントの形状
15A-125V 3芯 2.3m

●このカタログに掲載の製品は可燃性冷媒を使用していますので、弊社の認定した技術者以外は修理を行わないでください。
●庫内での電気機器の使用は避けてください。万一、庫内で冷媒漏れが発生した場合、引火・爆発の原因となります。
●周囲温度が＋5℃〜＋30℃以外の環境で使用しますと故障の原因となります。
●このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところで、ご使用ください。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しく気お使いください。
●据え付け工事、電気工事などが必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
●アセトン、エタノール、ベンジンなどの揮発性、引火性のあるものはこの製品には保管できません。防爆製品に保管してください。防爆製品以外に保管しますと爆発する危険性があります。また、酸・アルカリ等の腐食性の強い物質も保管しないでください。故障・爆発の原因となります。
●当製品は保冷用です。急速凍結目的でのご使用は避けてください。

発売元

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目19番4号 TEL.
（03）
3831-7643
大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目15番31号 TEL.
（06）
6337-0600
茨城営業所 〒305-0032 茨城県つくば市竹園2丁目18番4号 TEL.
（029）
855-1181
名古屋営業所 〒465-0085 愛知県名古屋市名東区西山本通2丁目2番地 TEL.
（052）
788-7770
神奈川営業所 〒251-0021 神奈川県藤沢市鵠沼神明２丁目１-２神明商事ビル3階 TEL.
（0466）
29-0701
埼玉工場 〒340-0002 埼玉県草加市青柳4丁目29番6号 TEL.
（048）
933-2755

販 売 店※2022年4月から価格が変更になりました。

FAX.
（03）
3832-0633
FAX.
（06）
6369-2166
FAX.
（029）
855-0888
FAX.
（052）
788-7771
FAX.
（0466）
29-0702FAX.
（048）
936-2228●仕様及び価格は、予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
●梱包費、運送費、搬入費、消費税額等は別途負担です。
●カタログの記載内容は2022年4月現在のものです。

URL : https://www.nihon-freezer.co.jp

バイオフリーザーの特長

価格 ¥250

250,000

ドレン

正面図

内容積

約

右側面図

サイクル

D-201HC
D-271HC
D-396HC

50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz

消費電力量（kWh/24h）
旧フロンタイプ（HFC） 新ノンフロンタイプ（HC）
3.92
3.114
3.72
2.482
4.00
3.6693.72
3.111
6.12
4.215
5.97
4.188

消費電力量
低減率
20.6 %
33.3 %
8.3 %
16.4 %
31.1 %
29.8 %

250ℓ（690）
605
500

925820210

価格 ¥250

270,000●外寸法：W925×D（605＋85）
×H840㎜●電源：100V 50/60Hz

正面図

内容積

ドレン

右側面図

単位（mm）

寸法図

365ℓ（690）
605
500

12651160

モデル：D-396HC

210

価格 ¥320,000

250

モデル

単位（mm）

寸法図

モデル：D-271HC

約省エネ（ランニングコストの節約）
冷却システムの見直し、冷媒種及び冷媒量の変更により、旧モデルと比較し約8〜33%省エネになりました。

●外寸法：W1265×D（605＋85）×H840㎜●電源：100V 50/60Hz

正面図

ドレン

右側面図

注．
電力量測定条件：設定-35℃、周囲温度+30℃、無負荷。

煩わしいフィルター清掃をカット
一般的なフリーザーでは、フィン付の凝縮器が採用されるケースが多く、定期的に「フィルター（凝縮器の前面に設置）清掃」という管理義務を、利用されるお客様に要求します。当バイオフリーザーは、フィン無しの凝縮器を採用しているため、煩わしい「フィルター清掃」の必要がありません。

5210840680

環境負荷の小さいノンフロン冷媒を採用

24

モデル：D-201HC

冷気漏れの少ないチェストタイプ

2015年4月より「フロン排出抑制法」が施行され、フロン類を使用している業務用冷凍冷蔵機器（フリーザーや保冷庫等）の所有者に対し、機器の簡易点検実施、修理履歴の保管等、様々な管理義務が課せられるようになりました。
当バイオフリーザーでは、環境にやさしいノンフロン冷媒（R-290、プロパン）を採用しているため、当法規制の対象外となり、上記のような煩わしい管理義務が発生しません。
オゾン
地球温暖化係数
冷媒種
冷媒名
破壊係数
（GWP）
なお、地球温暖化係数（GWP）は旧モデルで使用していた旧モデル冷媒 代替フロン（HFC） R-404A
03920
フロン冷媒と比較すると右記のとおりであり、地球温暖化
新モデル冷媒
ノンフロン
（HC）
R-290
03の抑制に大きく寄与します。
を1とした時の相対値。
注．
オゾン破壊係数はR-11を1とした時の相対値。地球温暖化係数：二酸化炭素
（CO ）

3180ℓ

（690）
605
500

720620●外寸法：W720×D（605＋85）
×H840㎜●電源：100V 50/60Hz

庫内の空気は冷却されることで密度が高くなり、重たくなります。
よって、
アップライトタイプ（縦型）のフリーザーでは、扉の開閉に伴い冷気の流出が多くなってしまいます。
これに対してチェストタイプ（横型）のフリーザーは、開口部が上側にあることから、扉の開閉に伴う冷気漏れを抑制することが可能です。

2

約単位（mm）

寸法図

8406801

内容積840680

安定した冷却性能を発揮するチェストタイプのフリーザー
環境負荷の小さいノンフロン冷媒を採用

その他
保存物の管理に便利な鍵を標準装備。
また、保存物の出し入れ・整理に便利なバスケットを標準装備（オプションでトレーを注文された場合にはバスケットは付属されません。バスケット数は仕様表参照）。

バスケット内寸法

幅W（mm）

奥行きD（mm）

上下

上下

205
190

460440高さH（mm）
180

バスケット標準装備

オプション■トレー（注）オプションでトレーを注文された場合は、バスケットは付属されませんのでご了承ください。

トレー型式

外寸法（㎜）

引出し1個の内寸法（㎜）TN-208

W165×D200×H570+10

W156×D195×H136¥18,000/本

TN-208S

W165×D200×H285+10

W156×D195×H136¥14,000/本格バスケット収納状況

対応モデル
D-201HC
D-271HC
D-396HC

総トレー数
4本（W2×D2）庫内左側の6本（W3×D2）広いスペースへの収納。
10本（W5×D2）

各モデルの庫内右側の狭いスペースで使用。

2本（W1×D2）
TN-208S■温度記録計DW●サーモレコーダー ①測定温度範囲：−199℃〜600℃②チャンネル数：1チャンネル③記録間隔：1秒〜60分 選択可能（15通り）④記録数：16,000個

H（間隔1分で約267時間、約11日間）

コントロールパネル

価⑤記録方式：ワンタイム方式、エンドレス方式を選択可能⑥表示方法：液晶表示⑦電池：リチウム電池LS14250

1 運転スイッチ（減少用）
2 設定値変更キー
3 設定値変更キー（増加用）（パラメータ呼出・登録用）
4 SETキー（メイン出力動作時点灯）
5 メイン出力ランプ（運転中点灯）6 単位表示（警報出力動作時点灯）
7 警報ランプ（CR2も使用可）

型式：TR-55i-Pt
価格￥58,000⑧サイズ：W47×D19×H62mm≪付属品≫Ptモジュール（PTM-3010）、リチウム電池（LS14250）

注1：価格にはセンサー（Pt100Ω）
及びセンサー取付工賃を含みます。
注2：測定したデータを読み取るためには、別途コミュニケーションポート（TR-50U2）が必要となります。

●コミュニケーションポート
（データ読取り機）●自記温度記録計

サーモレコーダーのデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うためのコ
ミュニケーションポートです。付属の管理ソフトでデータのグラフ化、表作成、テキストファイル化などが可能です。

型式：TR-50U2
価格￥15,000①通信：USB、光通信②電源：USBパスパワー（PC電源）③サイズ：W56×D16.5×H80mm≪付属品≫
USB通信ケーブル（US-15C）、管理ソフト（CD-ROM）

TN-208①１ペン式連続自動記録②サイズ：
W149×D103×H174㎜③センサー：ガス膨張式④電源：
DC1.5Ｖ（単2乾電池1本）⑤記録用紙：
感圧紙、インキ不要（初回、12冊1年分付き）

型式：AKM-4014
本体価格￥96,０００⑥上下限警報用接点内蔵（要AC電源）（記録範囲：−40℃〜＋14℃）

記録紙価格 ￥8,400（12冊1年分）※取付工賃等は別途発生します。
取付位置は、本体右側面になります。