­Produktinformation

HEIDENHAINMETRO
Baureihe MT 12
Baureihe MT 25
Inkrementale Messtaster

Juli 2013

HEIDENHAIN-METRO
Baureihe MT 12, MT 25• Robuste Ausführung• Messbolzenbetätigung über Drahtabheber bzw. durch das Werkstück oder pneumatisch

MT 12
MT 12 BMT 12 P

ML = Messlänge® = Referenzmarkenlage
À = Luftanschluss für 2 mm Schlauch
Á = Klemmbereich

MT 25
MT 25 BMT 25 P

2

Produktinformation HEIDENHAIN-METRO Baureihe MT12/MT 25    7/2013

Technische Kennwerte

MT 12
MT 25

Messbolzenbetätigungüber Drahtabheber oder durch Prüfling

pneumatischMessbolzenruhelage

ausgefahren

eingefahren

Messbolzenlagerung

Gleitführung

Maßverkörperung

DIADUR-Teilung auf Glas; Teilungsperiode 10 µm

Systemgenauigkeit± 0,5 µm

Referenzmarkeca. 5 mm vor oberem Anschlag

Messweg

MT 12MT 25

Messkraft*vertikal nach unten
vertikal nach oben
horizontal

MT 12 BMT 25 B

Kugelführung

MT 12 P
MT 25 P

Gleitführung

12 mm
25 mm
durch eingebaute Feder
0,6 N bis 0,85 N
0,28 N bis 0,6 N
0,48 N bis 0,73 N

durch eingebaute Feder
0,6 N bis 0,85 N0,28 N bis 0,6 N
0,48 N bis 0,73 N

durch Anlegen von Druckluft
0,2 N bis 1,1 N
0,2 N bis 0,9 N
0,2 N bis 1,0 N

Eigengewicht des Mess­bolzens bei Ausführung„ohne Feder“:MT 12 B: 0,12 N nach unten
MT 25 B: 0,16 N nach unten
Querkraft1)

 0,2 N 0,8 N 0,2 N

Betriebslage

beliebigbeliebig
Ausführung „ohne Feder“:vertikal nach unten

beliebigVibration 55 bis 2 000 Hz
Schock 11 ms

 100 m/s (EN 60 068-2-6)
 1 000 m/s2 (EN 60 068-2-27)Schutzart EN 60 529

IP 50Arbeitstemperatur
Lagertemperatur

10 °C bis 50 °C; Bezugstemperatur 20 °C- 30 °C bis 70 °C

Befestigung

Einspannschaft ¬ 8h6

Masse ohne Kabel

2

MT 12MT 25120 g
200 g

IP 60

250 g
300 g

Schnittstelle» 11 µASS

Messgeschwindigkeit

 60 m/min (Messbolzen gekoppelt; abhängig von Folge-Elektronik)

Elektrischer Anschluss

Kabel 1,5 m mit M23-Stecker (Stift) 9-polig

Kabellänge 30 m mit HEIDENHAIN-Kabel

Spannungsversorgung

DC 5 V ± 0,25 V/< 70 mA* bei Bestellung bitte auswählen1)
mechanisch zulässig

Produktinformation HEIDENHAIN-METRO Baureihe MT12/MT 25    7/2013

3

HEIDENHAIN-METRO
Baureihe MT 12W, MT 25W• Spritzwassergeschützte, robuste Ausführung• Messbolzenbetätigung über das Werkstück oder durch Unterdruck
MT 12 W

ML = Messlänge® = Referenzmarkenlage
À = Luftanschluss für 2 mm Schlauch

MT 25 W

4

Produktinformation HEIDENHAIN-METRO Baureihe MT12/MT 25    7/2013

Technische Kennwerte

MT 12 W
MT 25 W

Messbolzenbetätigung

durch Prüfling oder Anlegen von Unterdruck (0,8 bar absolut)

Messbolzenruhelage

ausgefahren

Messbolzenlagerung

Gleitführung

Maßverkörperung

DIADUR-Teilung auf Glas; Teilungsperiode 10 µm

Systemgenauigkeit± 1 µmReferenzmarkeca. 5 mm vor oberem Anschlag

Messweg

MT 12MT 25

12 mm
25 mm
bei ausfahrendem Messbolzen
3,5 N bis 0,5 N
3 N bis 0,2 N
3,25 N bis 0,35 N

Messkraftvertikal nach unten
vertikal nach oben
horizontal
1)

Querkraft 0,2 N

Betriebslage

beliebigVibration 55 bis 2 000 Hz
Schock 11 ms

 100 m/s (EN 60 068-2-6)
 1 000 m/s2 (EN 60 068-2-27)

Schutzart EN 60 529

IP 64

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur

10 °C bis 50 °C; Bezugstemperatur 20 °C- 30 °C bis 70 °C

Befestigung

Planfläche 59 mm x 14 mm; 2 Schrauben M6

Masse ohne Kabel

bei einfahrendem Messbolzen
4,4 N bis 1,4 N
3,8 N bis 1,4 N
3,95 N bis 1,05 N

2MT 12
MT 25400 g
500 g

Schnittstelle» 11 µASS

Messgeschwindigkeit

 60 m/min (Messbolzen gekoppelt; abhängig von Folge-Elektronik)

Elektrischer Anschluss

Kabel 1,5 m mit M23-Stecker (Stift) 9-polig

Kabellänge 30 m mit HEIDENHAIN-Kabel

Spannungsversorgung

DC 5 V ± 0,25 V/70 mA1)

mechanisch zulässig

Produktinformation HEIDENHAIN-METRO Baureihe MT12/MT 25    7/2013

5Elektrischer Anschluss

Anschlussbelegung
9-poliger
Stecker M23

15-poliger Sub-D-Stecker
für ND 28x/PWM 20 bzw. am Messgerät

Spannungsversorgung
3

Inkrementalsignale

4

91

2

567

8

61

93

11

14

7

Gehäuse42

UP0V

Außenschirm

Innenschirm

I1+

I1–

I2+

I2–

I0+

I0–

braun

weiß–

weiß/braungrün

gelb

blau

rot

grau

rosa

UP = Spannungsversorgung
Nichtverwendete Pins oder Litzen dürfen nicht belegt werden!

Schirm liegt auf Gehäuse
Farbbelegung gilt nur für Verlängerungskabel.

Verbindungskabel PUR ¬ 8 mm [3(2 × 0,14 mm2) + (2 × 1 mm2)]; AV = 1 mm2
komplett verdrahtet
mit M23-Kupplung (Buchse), 9-polig
und Sub-D-Stecker (Stift), 15-polig
für ND 28x, EIB 741;
nur 1 VSS: ND 11xx, ND 12xx

653231-xx

komplett verdrahtet
mit M23-Kupplung (Buchse), 9-poligund Sub-D-Stecker (Buchse), 15-polig
für ND 780, PT 880, IK 220

368172-xx

einseitig verdrahtet
mit M23-Kupplung (Buchse), 9-polig

309780-xx

komplett verdrahtet
mit M23-Kupplung (Buchse), 9-polig
und M23-Stecker (Stift)

309774-xx

AV: Querschnitt der Versorgungsadern����������������������������
��������������������������������������������������������� �������������� ���������������������������������������
�����������������
1068623-10 · 7/2013 · PDF

Mit Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre
Gültigkeit. Für Bestellungen bei HEIDENHAIN maßgebend ist immer die zum Ver­
tragsabschluss aktuelle Fassung der Produktinformation.
Weitere Informationen• Katalog Messtaster