フリーズ超低温槽仕様■縦型モデル（UPRIGHT TYPE）
モ
デル
冷却システム
冷却性能／常用温度
内容積
外 寸 法（㎜）
内 寸 法（㎜）外 装 ／内 装
断 熱 材
内扉
棚
圧縮機定格出力
冷却器／凝縮器
冷媒
電源（50／60Hz）
運 転 電 流定格消費電力放熱量
温度調節器
温 度 警 報停 電 警 報ダブル冷却システム異常警報
外部警報出力重量付 属 品 等

CLN-32UWHC

CLN-52UWHC
ダブル冷却システム

CLN-72UWHC−90℃／−75℃〜−85℃−85℃／−70℃〜−80℃
約324ℓ
約548ℓ
約781ℓ
W（1110+68）
×D（925+102）
×H1975W（715+68）
×D（765+102）
×H1985W（870+68）
×D（905+102）
×H1985
W870×D680×H1340
W475×D520×H1340
W630×D660×H1340
外装：電気亜鉛メッキ鋼板／内装：ステンレス鋼板（SUS430）
硬質発泡ポリウレタン
上下2枚（周囲：PVC、断熱：発泡ポリウレタン＋真空断熱材）
3枚（ステンレスSUS430、耐荷重50kg）
750W×2台
750W×2台
750W×2台
パイプオンシート／フィンレスブロックコンデンサー
混合冷媒（HC ノンフロン）
3φ200V 15A 単独
5.2／5.0A
5.1／4.9A
5.1／4.9A
1180／1270W
1100／1250W
1150／1260W
4140／4540kJ/h
4250／4580kJ/h
3960／4500kJ/h
デジタル式温度指示調節器
設定温度から15℃温度上昇時にブザー報知
停電時にブザー報知 バッテリー充電式2.5V（48時間作動可能）
冷凍機の電気的異常時にランプ点灯、ブザー報知
無電圧接点出力3P端子（温度・停電警報を出力）※A接点・B接点選択可能
約250㎏
約300㎏
約340㎏
鍵2種（各2本）、キャスター4個、アジャスター2個、アクセスポート背面１ケ所（φ20㎜）■横型モデル（CHEST T YPE）
モデル
冷却システム
冷却性能／常用温度
内容積
外 寸 法（㎜）
内 寸 法（㎜）外 装 ／内 装断 熱 材
内蓋
圧縮機定格出力
冷却器／凝縮器
冷媒
電源（50／60Hz）
運 転 電 流定格消費電力放熱量
温度調節器
温 度 警 報停 電 警 報ダブル冷却システム異常警報
外部警報出力重量付 属 品 等

CLN-35CWHC

CLN-50CWHC
CLN-70CWHC
ダブル冷却システム−90℃／−75℃〜−85℃
約354ℓ
約710ℓ
約507ℓ
W1630×D（715＋150）
×H1030W2080×D（865＋150）
×H1075
W2080×D（715＋150）
×H1030
W1040×D490×H695
W1490×D640×H745
W1490×D490×H695
外装：電気亜鉛メッキ鋼板／内装：ステンレス鋼板（SUS430）
硬質発泡ポリウレタン
2枚（発泡ポリスチレン）
3枚（発泡ポリスチレン）
750W×2台
750W×2台
750W×2台
パイプオンシート／フィンレスブロックコンデンサー
混合冷媒（HCノンフロン）
3φ200V 15A単独
4.6／4.4A
4.9／4.7A
4.8／4.6A
930／1030W
1030／1150W
1020／1120W
3350／3710kJ／h
3710／4140kJ／h
3680／4040kJ／h
デジタル式温度調節器
設定温度から15℃温度上昇時にブザー報知
停電時にブザー報知 バッテリー充電式2.5V（48時間作動可能）
冷凍機の電気的異常時にランプ・ブザー報知
無電圧接点出力3P端子（温度・停電警報を出力）※A接点・B接点選択可能
約250㎏
約290㎏
約320㎏
鍵2種（各2本）、キャスター4個、アジャスター2個、アクセスポート背面1ヶ所（φ20㎜）（注）1.上記仕様の冷却性能は、周囲温度＋30℃、無負荷時のものです。
2.運転電流、消費電力は、周囲温度＋30℃、連続運転・無負荷・安定時の値です。
3.電源コード・プラグは、右図を参照してください。
4.本仕様は改良のため、予告なしに変更することがあります。

フリーズ超低温槽−85℃・−90℃

地球環境にやさしいダブル冷却システム
安心・安全保存

リニューアル！

環境にやさしいノンフロン冷媒を採用【フロン冷媒（HFC）⇒ノンフロン冷媒（HC）】※アップライトタイプに続き、チェストタイプもモデルチェンジしました。

●電源プラグとコンセントの形状
コンセント形状

プラグ
引掛ゴムプラグ（20A-250V）

保証について 製品には保証書が付いています。
記載内容に対する保証はいたしますが、保存品の補償等、製品修理以外の責任は保証の対象になりませんのでご了承ください。

電源コード／1.5Sq4芯

3.5m

安 全に関するご 注 意●このカタログに掲載の商品は屋内専用です。雨水のかからないところで、ご使用ください。
●周囲温度が＋5℃〜＋30℃以外の環境で使用しますと故障の原因になります。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●据え付け工事、電気工事などが必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
●アセトン、エタノール、ベンジンなどの揮発性、引火性のあるものはこの製品には保管できません。防爆製品に保管してください。
防爆製品以外に保管しますと爆発する危険があります。
●当製品は保冷用です。急速凍結目的でのご使用は避けてください。

製造発売元

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目19番4号 TEL.
（03）
3831-7643
大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目15番31号 TEL.
（06）
6337-0600
茨城営業所 〒305-0032 茨城県つくば市竹園2丁目18番4号 TEL.
（029）
855-1181
名古屋営業所 〒465-0085 愛知県名古屋市名東区西山本通2丁目2番地 TEL.
（052）
788-7770
神奈川営業所 〒251-0021 神奈川県藤沢市鵠沼神明２丁目１-２神明商事ビル3階 TEL.
（0466）
29-0701
埼玉工場 〒340-0002 埼玉県草加市青柳4丁目29番6号 TEL.
（048）
933-2755

販売※2022年4月から価格が変更になりました。

店

FAX.
（03）
3832-0633
FAX.
（06）
6369-2166
FAX.
（029）
855-0888
FAX.
（052）
788-7771
FAX.
（0466）
29-0702FAX.
（048）
936-2228●仕様及び価格は、予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
●梱包費、運送費、搬入費、消費税額等は別途負担です。
●カタログの記載内容は2022年4月現在のものです。

URL : https://www.nihon-freezer.co.jp

リニューアル！ 【フロン冷媒（HFC）⇒ノンフロン冷媒（HC）】『ダブル冷却システム』で、貴重なサンプルを安全・安心保存！
ノンフロン冷媒を採用
2015年4月より「フロン排出抑制法」が施行されました。これに伴いフロン類を使用している業務用の冷凍冷蔵機器（フリーザーや保冷庫等）の所有者に対し、機器の修理時・廃棄時におけるフロン類の回収・破壊、簡易点検の実施、修理履歴の保存等、様々な管理義務が課せられるようになりました。
ここで紹介する超低温槽（CLNシリーズ・ダブル冷却システム）
は、環境にやさしいノンフロン冷媒を採用しているため、当法規制の対象外となり、上記のような煩わしい管理義務が発生しません（フロン排出抑制法対象外製品）。
なお、地球温暖化係数（GWP）
は以下のとおり旧モデルと比較し著しく低減され、地球温暖化の抑制に大きく寄与します。

◆地球温暖化係数比較

扉の密閉性及び開閉の容易性を確保
扉の周りの霜付きは、超低温槽の永久の課題とされています。当社では、庫内の冷気漏れ及び外気の進入を防止するため、また扉の開閉を容易にするために、縦型の製品については以下のような工夫がされています。
陰圧解除ポート●扉構造
扉を外側と内側の2重構造とし、内扉については上下に2分割しました。
なお、内扉では真空断熱材を採用し、霜付きの軽減に大きな効果を発揮します。

●引掛式ハンドル（外扉）締め付け可能な構造とし、扉の密閉性を確保しました。鍵が標準装備されていますが、更なる厳重な管理を希望される方の為に、南京錠用の穴も設けました。

●大型クレセント錠（内扉）締め付け可能な構造とし、扉の密閉性を確保しました。

媒種

旧モデル冷媒

代替フロン（HFC混合冷媒）

新モデル冷媒

ノンフロン（HC混合冷媒）

オゾン破壊係数地球温暖化係数（GWP）

0068809●陰圧解除ポート注．
オゾン破壊係数はR-11を1とした時の相対値。
地球温暖化係数はを1とした時の相対値。
二酸化炭素
（CO2）

内扉の開閉直後に、再び扉を開けようとすると、陰圧の影響で扉が開けづらくなることがあります。このような時にこの陰圧解除ポートを緩めると、陰圧状態が解消され、内扉をスムーズに開けることが可能になります。
これら扉回りの付属部品は、いずれも持ち手が長く設計されており、女性の方でも容易に扉の開閉を行うことができます。

ダブル冷却システムを採用
ダブル冷却システムとは、当社が独自に開発したワンコンプレッサーシステム（1システムで超低温を達成可能）を同時に2組稼働させる冷却システムです。よって、仮に1システムに異常が生じても、庫内を超低温（−65℃以下）に維持することが可能です。万一のトラブル時でも保存物に対する安全性の高い究極の冷却システムです。
また、
ダブル冷却システムは、従来の二元冷却システムと比較し冷却スピードが約1.5倍速いです。
保存物の出し入れや扉の開閉直後には庫内温度が一時的に上昇し、少なからず保存物にダメージを与えることになりますが、ダブル冷却システムはこの影響を著しく軽減します。
アップライトタイプ（縦型）

煩わしいフィルター清掃をカット

従来の二元冷却システムは、高温側のシステムで低温側のシステムを冷却（冷媒の凝縮）し、低温側のシステムで庫内を冷却しています。よって、高温側・低温側のどちらかのシステムに異常が生じると、冷却システムは正常に作動せず、庫内を冷却することが困難な状態となります。

チェストタイプ（横型）

低温側

低温
側

ダブル冷却システム

ニ元冷却システム【従来の二元冷却システム vs ダブル冷却システム】

CLN-32UWHC【従来の二元冷却システム vs ダブル冷却システム】

冷凍機１台に故障発生
従来の二元冷却システム（徐々に温度上昇）

30

庫
内 40
温度 50

0

約‑65℃以下を維持可能

度

冷却スピードが約1.5倍速い！

庫 10
内 20
温度 30

ダブル冷却システム℃ 60

従来の二元冷却システム

1050

ダブル冷却システム

60

70

7080

80
0

1234567時

891011121390

15

140

1②③

コントロールパネル（縦型・横型共通）
④

⑤ ⑥

①-20

度

-4023時45※コントロールパネルは、アクリルカバーで保護されており、また部外者の誤操作等を避ける為、カギが標準装備されています。

-20

度-40

温度

0-20-40℃ -60

プルダウン
プルアップ

-80-80-80-100-100-10002

46810121416182002

46間

810時

CLN-35CWHC

6間（ h r ）①主電源スイッチ
上段：庫内温度、②デジタル温度コントローラー（下段：設定温度 ）③記録計取付スペース（オプション）④ダブル冷却システム警報ランプ（ ダブル冷却システム）搭載機のみ対象⑤外部警報スイッチ⑥警報ブザースイッチ

20

温0℃ -60

プルダウン
プルアップ

時

アップライトタイプ（約500L）
測定値（外気温+30℃、無負荷、庫内中央空気温度）間（ hr ）

CLN-72UWHC
4020

温0℃ -60℃ 40

注：製品ごとに若干の個体差があります。

40

20

温20

外気温＋30℃、無負荷、50Hz、庫内中央空気温度

CLN-52UWHC

40302090

温度特性

40−80℃
正常運転

ご要望に応じて、GMP/GLP等の各種規制に対応するために、バリデーションサービスを実施しています。
（オプション対応になりますのでご注文前にご相談ください。
オプションページをご参照ください。）

新冷却システム

冷却スピード比較（到達時間：+30℃⇒−80℃）

0

凝C
縮L
N器
︵シ放リ熱ー器ズ︶のダブル冷却システム（従来型）

冷凍機１台が故障した場合の庫内温度変化イメージ

豊富な警報を標準で装備

GMP／GLPに対応可能

一
凝般
縮的な器
︵超放低熱温器槽︶のフィン

フィルター

ニ元冷却システム

新冷却システム（従来型）

3重パッキン

一般的に、超低温槽には、フィン付の凝縮器が採用されている 充電式の温度警報が万一のトラブル時の温度上昇を、停電事が多いですが、それらの製品では、ホコリ等に起因した凝縮警報が停電（プラグ抜け含む）を知らせます。
（放熱）不良を回避するために、凝縮器（フィルター）の定期的 また、本体設置場所から離れた場所で機器の異常を知らせるな清掃が不可欠です。
遠隔警報（温度警報・停電警報）に必要な接点を標準で装備
CLNシリーズでは、フィン無し凝縮器を採用していますので、 しています。
煩わしい凝縮器（フィルター）の清掃が必要ありません。また、 （充電池の寿命は約3年です。3年に一度は、充電池の交換を冷却システムも単純化されているため、機械室内は通風性に お奨めします。）
優れ、ホコリ等が累積しにくい構造となっています。

高温側

10引掛式ハンドル（外扉）●3重パッキン構造（内扉の戸当り部）
外気の侵入防止、庫内冷気の流出抑制、霜付き軽減を目的としたパッキン構造。

冷高温側

クレセント錠（内扉）

1214161820

CLN-50CWHC

202020温0-20度

-40

プルダウン
プルアップ

℃ -60

温0-20

度-40

プルダウン
プルアップ

℃ -60-80-100

12間1416182002468時

1012間

1214161820間-40-801010141618

プルダウン
プルアップ

℃ -60-100時

8-20-80860-10064

CLN-70CWHC
4042時

4020

間400

プルダウン
プルアップ

2002468時

1012

間14161820

縦型 -85℃・-90℃

トレー各種
標準トレー
トレー型式

外寸法（㎜）

引出し1個の内寸法（㎜）TN-30U
TN-52U
TN-72U

W440×D（470＋10）×H280
W600×D（610＋10）×H280
W420×D（630＋10）×H280

W138×D464×H133
W191×D604×H133
W201×D624×H133¥42,000/本¥59,000/本¥41,000/本価

格TN-3550C

W200×D155×H（635＋10）

W190×D149×H121¥19,000/本

TN-70CW200×D155×H（685＋10）

W190×D149×H121（最下段：H171）¥20,000/本対応モデル

総トレー数

CLN-32UWHC
CLN-52UWHC
CLN-72UWHC
CLN-35CWHC
CLN-50CWHC
CLN-70CWHC

4本（W1×H4）
4本（W1×H4）8本（W2×H4）15本（W5×D3）21本（W7×D3）28本（W7×D4）

フリーズボックス用トレー（フリーズボックス81本立て対応）
トレー型式
TF-3040U

外寸法（㎜）
W140×D（424＋10）×H281

ボックス収納数
15個/本（H5×D3）価 格¥16,000/本

TF-5070U

W140×D（565＋10）
×H281

20個/本
（H5×D4）¥18,000/本

TF-3550C

W144×D144×H（618＋10）11個/本¥17,000/本

TF-70CW144×D144×H（674＋10）12個/本¥18,000/本

内容積

内容積

内容積

約 548ℓ

約 781ℓ

モデル：CLN-32UWHC

モデル：CLN-52UWHC

モデル：CLN-72UWHC●外寸法：W（715+68）×D（765+102）×H1985㎜●電源：3φ200Ｖ 50/60Hz 15A
765
700

102

54870

54925
860

141110右側面図

ダブル冷却システム

外寸法（㎜）
W150×D（460＋10）×H281

ボックス収納数
15個/本（H5×D3）価 格¥18,000/本

TF-5070UB

W150×D（613＋10）
×H281

20個/本
（H5×D4）¥20,000/本

TF-3550CB

W155×D152×H（618＋10）11個/本¥19,000/本

TF-70CB

W155×D152×H（674＋10）12個/本¥20,000/本-85℃トレー型式
TM-3040UB

外寸法（㎜）
W137×D（471＋10）×H280

プレート収納数
80枚/本（H16×D5）

価 格¥22,000/本

102

TM-5070UB

W137×D（565＋10）
×H280

96枚/本
（H16×D6）¥25,000/本

総トレー数
12本
（W3×H4）16本（W4×H4）20本（W5×H4）18本（W6×D3）27本（W9×D3）36本（W9×D4）

総ボックス数
180個
320個
400個
198個
297個
432個

対応モデル
CLN-32UWHC
CLN-52UWHC
CLN-72UWHC

総トレー数
12本
（W3×H4）16本（W4×H4）24本（W6×H4）

総プレート数
960枚
1536枚
2304枚

※対象マイクロプレートのサイズ： W128×D86×H16mm（96ウェル）
1340

注：トレーにフリーズボックスは、付属されません。

680

95

正面図（単位：㎜ ）対応モデル
CLN-32UWHC
CLN-52UWHC
CLN-72UWHC
CLN-35CWHC
CLN-50CWHC
CLN-70CWHC※対象フリーズボックスサイズ IB-02100：W147×D147×H52mm

マイクロプレート用トレー

605

右側面図

605

1975

1340

正面図（ 単 位：㎜ ）

870

660

105

605

1985

1340

630

105

正面図

520

12.76051985475●外寸法：W（1110+68）×D（925+102）×H1975㎜●電源：3φ200Ｖ 50/60Hz 15A102

90584014-90℃

価格 ¥2,700,000（税別）

12.7

14

ダブル冷却システム

605715●外寸法：W（870+68）×D（905+102）×H1985㎜●電源：3φ200Ｖ 50/60Hz 15A

60554-90℃

価格 ¥2,260,000（税別）

トレー型式
TF-3040UB

12.7

ダブル冷却システム

価格 ¥1,820,000（税別）

総トレー数
総ボックス数
12本（W3×H4）180個
16本（W4×H4）320個
24本（W6×H4）480個
21本（W7×D3）231個
30本（W10×D3）
330個
40本（W10×D4）
480個※対象フリーズボックスサイズ IB-02081：W134×D134×H52mm

フリーズボックス用トレー（フリーズボックス100本立て対応）

約 324ℓ対応モデル
CLN-32UWHC
CLN-52UWHC
CLN-72UWHC
CLN-35CWHC
CLN-50CWHC
CLN-70CWHC

右側面図

TNー30U・TNー42U・TNー52U

注：
トレーにマイクロプレートは、付属されません。

TFー3040UB（単位：㎜ ）

TMー5070UB

横型 -90℃

TNー72U

TNー3550C TNー70C

TFー5070U

標準トレー

TFー3550CB TFー70C

フリーズボックス用トレー

温度記録計
フリーズ超低温槽 専用温度記録計①大型LED（10×18㎜）で鮮明表示、各種設定は簡単な対話式。
②防塵防滴前面ドア（IP54準拠）。
③警報接点（オプション）/定刻印字、ゾーン記録、部分圧縮拡大等、各種機能を装備。

内容積

正面図

715102

2080

490

右側面図
（ 単 位：㎜ ）

1490

正面図

48

ダブル冷却システム

モデル：CLN-70CWHC
価格 ¥2,600,000（税別）-90℃●外寸法：Ｗ2080×Ｄ（865＋150）
×Ｈ1075㎜●電源：3φ200Ｖ 50/60Hz 15A

715

2080

102490右側面図（単位：㎜ ）

48

ダブル冷却システム-90℃
86574248●外寸法：Ｗ2080×Ｄ（715＋150）
×Ｈ1030㎜●電源：3φ200Ｖ 50/60Hz 15A

約 710ℓ107510406951030

1630

-90℃

価格 ¥2,180,000（税別）695●外寸法：Ｗ1630×Ｄ（715＋150）
×Ｈ1030㎜●電源：3φ200Ｖ 50/60Hz 15A

モデル：CLN-50CWHC

1030

価格 ¥1,810,000（税別）

ダブル冷却システム

695

モデル：CLN-35CWHC

約 507ℓ695

約 354ℓ

内容積1490

正面図

102742内容積《主な仕様》
・6打点式（6色ワイヤドット）
・外形寸法：W144×H144×D220㎜
温度記録計
・質量：2.5kg（型式：SR10000）
・センサー：白金測温抵抗体Pt-100Ω
・記録紙送り速度：10〜1500㎜／h（28段階）（折りたたみ式）
・有効記録幅：100㎜ 記録紙長：16m
・電源電圧：100〜240VAC（周波数切替不要）

640

右側面図
（単位：㎜ ）

TMー3040UB

マイクロプレート用トレー

フリーズボックス 超低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。
型 式
IB-02100
IB-02081
外寸法W×D×H（㎜）147×147×52 134×134×52
1.2 , 2.0適合チューブサイズ（㎖）100本
81本
チューブ立数
1ケース（20個入り）
包 装¥23,540¥22,990
ケース価格

IBｰ02100

IBｰ02081
注：ボックスにチューブは付属されません。

自動冷却補助装置CO₂（ボンベなし）

本体価格 ￥２5０,０００（記録紙1箱・2ヶ月分付）（６箱1組・1年分）
記録紙 ￥20,０００
注：価格にはセンサー1本分が含まれています。追加分についてはお問合せください。

異常温度上昇時、ＬＣＯ2を自動噴射。
バッテリー充電式１２Ｖ（約４８時間作動可能）
ホース長：標準3m 外寸法：W295×D395×H110㎜

型式：BK2-LCO2 価格 ￥２5０,０００

注1.自動冷却補助装置には液化炭酸ガス、サイホン式ボンベを使用してください。
注2.十分に換気が出来る場所でご利用ください。
注3.装置は製品上部への取付けとなります。
（横型は、向かって右側の機械室上部）

バリデ−ションサービス
GMP/GLP に対応した品質保証をサポートするために、日本フリーザーではバリデーションサービスを実施しています。専門知識を有する技術員が、製品の基本機能の検査に加え、庫内温度分布・精度についても検証いたします。検査の詳細な内容は、お客様との打ち合わせによって決定いたします。バリデーション
終了後には、右図のような書類をとりまとめ、ご提出いたします。
※料金については、別途お問い合わせください。

＜提出書類のイメージ＞
温度記録チャート