新製品のお知らせ

瞬時積算計

暫定版

PFC-4921
流量 号変換位算長度
幅広い用途に
信
積測
角
変NEW

日本製

独自製品でリードしつづける
ココリサーチの最新作

MADE IN JAPAN

入力

流量センサ
ギア速度センサ

工場出荷時
設定変更
対応

ロータリエンコーダ
リニアゲージ
ワイヤ式エンコーダ など
パルス出力の各種センサに対応

入力 0.01Hz − 4MHz
A/B 相は 1MHz まで

双方向計測（A/B相信号）

68,000 円（税別）から出力

16bitアナログ出力 最速1ms更新
アプリケーション

警報出力4点

パルス出力の各種センサに、 自在に対応

瞬時 2 点、積算 2 点

流量の監視・制御に

RS-232C通信

ローラーやシリンダなど、速度や移動量の監視・制御に■流量計測の例

演算

3つの積算計測モード

パルス出力の流量センサ
液体マニュアル／オートカウント／オートリセット
PFC-4921

充実の平均化機能
応答良く安定した制御

フィルタ

瞬時流量
アナログ出力デジタル出力警報出力 など

パルス信号

積算流量表示2段LED表示
瞬時・積算値、流量・時間単位、積算時間など

設定

設定値を安全管理
ココリサーチ製計測管理ソフトLINKSHIP*対応
設定値を保存・照合 *ココリサーチWEBサイトで 無償ダウンロード

設定・設定値管理

計測管理ソフトLINKSHIP

【アナログ出力部】
点数
信号レベル・
出力分解能※改良などの理由により予告なく仕様・外観を変更することがありますのでご了承ください。
※本品をご使用になって、本品の不調あるいは本品自体に起因する二次的災害発生の可能性があるときは、必ず別の技術手段による保全対策を併用してください。
※本品は、各所に新しい思想の特許が含まれています。

出力応答時間出力更新時間出力精度
リニアリティ
負荷抵抗
ゼロ調整範囲出力コネクタ端子台■型式選定

FAX.03-3382-1200〒164-0011 東京都中野区中央3-40-4 新中野ココリサーチビル

愛知／ TEL.0533-87-0301

FAX.0533-87-0302〒442-0855 愛知県豊川市新栄町2-3 パークスビル3F

大阪 ／TEL.06-6538-1981

FAX.06-6538-8481〒550-0012 大阪市西区立売堀4-7-15 奥内立売堀ビル10F

東関東／TEL.047-375-8811

FAX.047-375-8812〒270-0034 千葉県松戸市新松戸4-65-1 アイビスビル4F

CAT.NO.510

ホームページ https：// www.cocores.co.jp/

2020.10PRINTED IN JAPANE-mail：sales@cocores.co.jp

300µs以下（出力90％応答）
1ms 〜
1ms単位でプログラムモードにて設定± 0.1% フルスケール以下 ＠23 ℃± 0.1% 以下
4.7kΩ 以上
± 2％（0.01%単位）
7.62mmピッチ M3フリー端子ビスは標準仕様（※は省略できます）

PFC-4921-□□□□

その他の仕様もご相談ください

アナログ出力（積算・瞬時） 本体電源
AF AC100-240V※ なし
E 0-10V
DF DC9.6-30V
H 1-5V（0-5V可）R ±10Ｖ
I 4 -20mA（0-20mA可）

設定方式
表示器色
2 プッシュスイッチ
赤センサ電源DC12V
L DC5V

積算と瞬時は同じ信号種類になります■外形寸法図MAX 150441648181247

図：端子カバー
取付状態

パネルカット寸法92■端子接続図AN2 OUTPUT
アナログ出力 2
COMPARATOR
コンパレータ出力
内部信号 GND
INPUT
制御信号入力AN2 GND 10
AN2 OUT 11
COMP COM 12COMP 1 13
COMP 2 14
COMP 3 15
COMP 4 16
S GND 17
START 18
STOP 19RESET 20

1 （−）
2 （＋）
3 F.G.
4 AN1 GND
5 AN1 OUT
6 GND
7 B DOWN
8 A UP
9 +V

POWER IN
電源
AN1 OUTPUT
アナログ出力 1PULSE INPUT
センサ入力

デジタル出力コネクタ(オプション）
RS-232Cインタフェース■ココリサーチ製 RS-232Cケーブル（別売）
約 2.5ｍ

型式： CSS-M06D09

RJ-11
モジュラプラグD-sub9ピン
メスPC側

製品側

※本品が安全で正常に動作するように、通気がよく温度管理の行き届いた場所でお使いください。
使用環境の動作時の温度は室内温度よりも常に高くなり、周囲の機器構成によって異なります。
必ず、使用環境温度を確認してから設置してください。

お買い求めは社／ TEL.03-3382-1021

型式 PFC-4921-E
PFC-4921-H
PFC-4921-R
PFC-4921-I
4-20mA 0-20mA
0-5V
出力0-10V
1-5V±10V
分解能 約57000 約45000 約57000 約57000 約45000 約57000

961点
単相 、A/B信号、UP/DOWN信号
2.5V / 0V
0.01Hz -4MHz（単相、UP/DOWN信号）／
0.01Hz-1MHz（A/B相信号）3µs 以上（H、Lレベル共に）
入力パルス幅
10kΩ
入力抵抗
入力耐圧
± 30V
センサ電源
標準＋12V / 100mA ／ オプション ＋5V / 200mA
7.62mm ピッチ M3 フリー端子ビス
コネクタ端子台
制御入力（スタート／ストップ／リセット）
制御入力
後部端子より入力（GND端子と短絡）
3点（スタート / ストップ / リセット）
入力点数
入力信号
ロジック信号入力回路
約5kΩで＋5Vプルアップ
入力耐圧＋30V / −25V
7.62mmピッチ M3フリー端子ビス
コネクタ端子台【表示部】
スケーリング機能
任意のレートを1パルスに対して設定可能
表示器（数値表示） 瞬時表示 上段6桁 7セグメントLED 文字高14.2mm
積算表示 下段8桁 7セグメントLED 文字高10.16mm
表示色
赤色LED
ゼロ表示
リーディングゼロサプレス
【演算部】
計測値
瞬時値
（速度）、積算値
瞬時演算機能移動平均 1 〜 89段階（連続予測、周期保持を含む）
ダイナミック予測
積算範囲
最大パルス入力数 ±47bit 最大パルス以上で内部カウント停止【コンパレータ（警報）出力部】
4点（瞬時HIGH、瞬時LOW、積算HIGH、積算LOW）
出力点数
出力信号
フォトモスリレー無電圧出力
ON抵抗50Ω以下
DC350V 80ｍA 最大（抵抗負荷）
信号定格
AC 240V 80ｍA 最大（抵抗負荷）
更新時間
アナログ出力更新時間に同期
3ms（max）
応答時間
出力コネクタ端子台 7.62mmピッチ M3フリー端子ビス【RS-232C通信部】
通信方式
調歩同期式
RS-232C
通信規格
表示データ
表示更新毎に表示データを通信出力
出力タイミング
通信制御
無し 連続出力
通信パラメータ
ボーレート2,400bps固定
1bit
スタートビット
1bit
ストップビット
8bit
データ長
パリティビット
無ASCII
通信コード
使用文字 0 〜 9 ．LF CR
6極4芯モジュラジャック
通信コネクタ【記憶保持】
記憶内容
設定値、積算カウント値（バックアップ機能ON時）
EEPROM
記憶方法（不揮発性メモリ）【一般事項】
PFC-4921-AF AC100-240V（最大定格AC80-264V）50/60Hz
電源入力
PFC-4921-DF DC9.6 -30V
AC 電源仕様8VA 以下 ／ DC 電源仕様6VA 以下
消費電力
H：48 W：96 D：150 DIN 規格
外形寸法
質量約700g
使用周囲雰囲気
腐食性ガスの無き事
0 ℃ - ＋40 ℃ /85%HR 以下
使用周囲温湿度（但し、結露無き事）
保存温度範囲
−20 ℃ - ＋70 ℃

2点（瞬時値・積算値）

91

瞬時積算計
PFC-4921
ペリオマチックTMB方式

14

名称
型式
測定方式
【入力部】
センサ入力
入力点数
信号形式
トリガレベル
入力周波数範囲本

瞬時積算計 PFC-4921■オプション45■共通仕様