No.628
ノッチングツール

1 枚歯ノッチングカッター（ISO、JIS 規格）

No.628
ノッチングツール
ノッチングツール

A- 4 型
A- 4E 型

スライスカット加工 +ノッチ加工兼用
ノッチ加工専用

外観（A- 4 、A- 4E 型共通）

操作部（A- 4 、A- 4E 型共通）

●加工条件設定●加工条件メモリー●タッチパネル（マルチディスプレイ）●緊急停止スイッチ

カッティングブース● 1 枚歯ノッチカッター（多枚歯…オプション）●安全カバー

試験片●●スライスカッター（A-4 型のみ）●集塵トレイ用途

ノッチングツールは、予めメモリーに登録したノッチ加工条件を呼び出すことにより、１回当たりの切込深さを繰り返して１枚歯でバリの少ないノッチ加工を正確、且つ安全に行うことが出来る、自動加工装置です。
（例：加工時間は、ISO 推奨条件中、送り速度 350mm/min、切り込み深さ 1mm/ 回、厚さ 4mm 25 本の場合、約 80 秒）
アイゾット及びシャルピー衝撃試験片のノッチ加工の他、A-4 型では ISO 3167、JIS Ｋ 7139 規格の多目的試験片（A 型ダンベル）から衝撃、曲げ、クリープ等の試験片の切り出しも行えます。

特長

1. 試験片の着脱以外は自動でノッチ加工、スライス加工が行えます。＊ 1）
2. ISO 多目的試験片からの切り出しとノッチ加工ができます。＊ 1）
3. パルスモーターにより 0.01mm 単位で高精度のノッチ加工ができます。
4. 加工条件は最大 99 メモリーまで登録することができ、登録条件毎にノッチの寸法管理ができます。 ＊ 2）
5. ノッチ深さの基準原点を自動検出します。 ＊ 3）
6. カット中に安全カバーを開くと、自動的に一時停止するので安全です。
7. ダブルノッチ加工が専用ホルダーにより可能です。（オプション）＊ 1）：Ａ-4E 型については、ノッチ加工のみとなります。
＊ 2）：A-4E 型については、最大 16 メモリーとなります。
＊ 3）：A-4E 型については、切り出し追い込み方式で基準原点を決定します。

ノッチカッターと加工後の先端寸法の検査管理 システム
当社よりご購入のノッチカッターの先端寸法は、輪郭■カッター先端形状寸法測定器（コントレーサ）でチェックされています。（検査成績書参照）
また、実際に切削加工されたサンプルのノッチ寸法形状も、カッターの芯振れなどによる寸法はずれが生じていないかをチェックしています。

■カッターで切削された ABS のノッチ形状寸法■ノッチ高さ測定器

ダイヤルゲージ式

型式 : N※デジタル表示式もあります

型式：D■チェックアイゲージ（CG-1 型）

仕型

式

A-4 型

1. ノ ッ チ ン グ 方 式
2. 加工

内様
A-4E 型

一枚歯、ミーリング方式

容

試験片の着脱以外は自動運転

シングルノッチ、スライスカット、ダブルノッチ（オプション）

シングルノッチ、ダブルノッチ（オプション）

長さ 63.5 〜 200mm（端面当て板は 200mm まで）
3. 試験片クランプ能力

高さ 3 〜 15mm
厚さ・・・最大チャック開き幅 100mm（厚さ 4mm × 25 本相当）

4. ノ ッ チ 高 さ 設 定

3 〜 15mm 未満、0.01mm 単位（試験片下面基準にて入力）

5. 基 準 面 検 出 方 式

カッター接触通電方式

6. 高さ設定モーター（Z 軸）
7. 横送りモーター（X 軸）
8. カ ッ タ ー モ ー タ ー

切り出し追い込み方式
パルスモーター、ボールネジ使用

パルスモーター、ボールネジ使用

カット時の移動速度任意設定可能（50 〜 1200mm/min）

AC サーボモーター、400W

シンクロナスモーター（電源周波数により回転速度固定）

任意設定可能（200 〜 900rpm）

50Hz：300rpm、60Hz：360rpm

9. ノッチカッター（1枚歯）外径 75mm、角度 45°、先端 R 0.25mm、材質 SKH（1 枚付属）

10. ス ラ イ ス カ ッ タ ー

外径100mm、厚さ1mm、材質SKH（2 個 1 組付属）

11. スライスカット長さ80mm（ISO多目的試験片用）63.5mm（オプション）

12. 安

全装

13. 電置・安全カバー開放時一時停止

源

単相AC100V

50/60Hz

14. 機 体 寸 法・ 質 量・緊急停止スイッチ
8A────
・漏電ブレーカー（30mA）
単相AC100V

50/60Hz

3A

約 W300 × D700 × H700mm、約 65kg

オプション＊ 4）：共通の標準付属品です。

＊ 5）：A-4 型のみの標準付属品です。

＊ 6）：A-4 型のみのオプションです。

（1）各種カッター（ノッチ製作カッター）
・・型式 :1V75SK ＊ 4）
● 1 枚歯 Vカッターシングルノッチ用（高速度工具鋼）
V 溝角度 45°V 溝先端 R0.25● 1 枚歯 V カッターシングルノッチ用（超硬）・・・・・・型式 :1V75WC
V 溝角度 45°V 溝先端 R0.25・
・型式 :1VO1SK● 1 枚歯 Vカッターシングルノッチ用（高速度工具鋼）
V 溝角度 45°V 溝先端 R0.1
● 1 枚歯 Vカッターシングルノッチ用（高速度工具鋼）
V 溝角度 45°V 溝先端 R1.0
・型式 :1W75SK● 26 枚刃 V カッターダブルノッチ用（高速度工具鋼）
・V 溝角度 45°V 溝先端 R1.0
スライスカッター：スライスカッターは、2 枚 1 組です、A-4 型のみとなります●スライスカッター（高速度工具鋼）
・・・・・・・・・・・型式 :S10 S K ＊ 5）
●スライスカッター（超硬）・・・・・・・・・・・・・・・・・型式 :S10WC ＊ 6）
●スライスカッター（高速度工具鋼、千鳥刃）・・・・
・型式 :S10SKT＊ 6）（2）スライスカラー ＊ 6）
●スライスカラー（63.5mm 用）A- 4用・・・・・・・・・・・・・・型式 : SC63.5
構成：長さ 29.75mm 2 個、長さ 8.3mm 2 個、4mm 1 個●スライスカラー（39+4mm 用）A-4用・・・・・・・・・・・・・・型式 : C39+4
構成：カラー 39mm 2 個（ノッチの み）、カラー4mm 1 個（スライスのみ）●幅 12.7mm サンプル用試験片浮き防止金具カラーA-4用・・・型式 : C12.7（3）
ダブルノッチ加工ホルダー（試験片高さ10 mm 専用）
・・・・・・型式 : WN10・・・・・・・型式：SPRDA4（4）A4 用基準原点検出治具（A-4、A-4E 共用）（5）
ノッチ高さ測定器●ダイヤルゲージ式（スタンド付、ストローク20mm、精度 0.01mm/div）・・・型式 :N
●デジタル表示式（スタンド付、ストローク20mm、デジタル表示 0.01 単位）
・・型式 :D（6）ノッチ形状チェックアイゲージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・型式 :CG-1（7）カッター軸回転用レンチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・型式 :TCSR
ラチェット式レンチ（市販品）＋エクステンションバー＋ソケット（8）カッター軸固定工具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・型式 :TCSM（9）A-4 用空冷装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・型式 :A4-AC※但し、1次側に空冷用エアー源が必要です。

試験片参考規格ISO 178、179、180、3167、6602、JIS K 7110、7111、ASTM D 256● http://www.toyoseiki.co.jp/
本 社・ 東 京 支 店 〒 114-8557
大 阪 支 店 〒 564-0052
名 古 屋 支 店 〒 461-0004

東 京 都 北 区 滝 野 川 ５ − 15 − ４ TEL 03-3916-8181（代表） FAX 03-3916-8173
大 阪 府 吹 田 市 広 芝 町 ５ − ３（ 豊 田 ビ ル ） TEL 06-6386-2851（代表） FAX 06-6330-7438
名 古 屋 市 東 区 葵 ３ − 15 − 31 ( 千 種 ビ ル ) TEL 052-933-0491（代表） FAX 052-933-0591●記載内容は改良のため変更することがあります。

2020.5.020 M