Produktinformation

Baureihe ESR
Dehnungssensoren

08/2021

Anschlussmaße
ESR 125, ESR 225

ESR 325, ESR 425

246

337 (ESR 125)128.7

258 (ESR 225)

35

128.7

82

82

40

XX

  





77

 



X

77
64.2

40

X40




Kundenseitige Anschlussmaße ESR 125



12.5



46.5

46.7

 56

 56



(338)
(258)

Kundenseitige Anschlussmaße ESR 325
12.5

12.5






12.5

200
20


10



2640

 0.1

1640

22

M4 - 10 tief (2x)

 3.2 H10 - 3 tief (4x)
 0.1

1.35
38

2.555142.25
10.5

Kundenseitige Anschlussmaße ESR 425

Kundenseitige Anschlussmaße ESR 225
12.5
10.5



38

12.5


200
2012(258)
142.25

12.5

55

12.5

40





40



40









1 = Klebefläche
2 = Flanschdose M12, 8-polig
3 = Klettverschluss zur Befestigung
4 = Klebespalt vollständig gefüllt mit 2-Komponentenkleber: Plexus MA300
5 = Justiermarke
6 = Erdungsanschluss
7 = Sicherungssplint einschieben (ESR 125)

1 = Anschraubfläche (ESR 325), Magnetfläche (ESR 425)
2 = Flanschdose M12, 8-polig
3 = Justiermarke
4 = Erdungsanschluss

Produktinformation Baureihe ESR   08/2021

Produktinformation Baureihe ESR   08/2021

Technische Daten

ESR 125

ESR 225

ESR 325

ESR 425

Elektrischer Anschluss1)

Messarmmaterial*

CFK, GFK, Stahl, Aluminium

Messarmlänge

200 mmDehnungsmessung
Messschritt

0,025 µe

Anschlussbelegung

Messbereich±5000 µe

Kupplung M12, 8-polig

Zulässiger mech. Arbeitsbereich ±17 500 µe
Genauigkeit (vom Messwert)< ±0,2 %Linearität (vom Messwert)< ±0,2 %Hysterese< 2 µe82513476Reproduzierbarkeit< 1 µeUPSensor UP0VSensor 0 V

DATA

DATA

CLOCK

CLOCK

braun/grün

blau

weiß/grün

weiß

grau

rosa

violettgelb

Spannungsversorgung

Temperaturmessung
Messschritt

0,2 K

Messbereich–40 °C bis +100 °C

Offset zur­Umgebungstemperatur+10 K

Genauigkeit±2 K

Serielle Datenübertragung

Kabelschirm mit Gehäuse verbunden; UP = Spannungsversorgung
Sensor: Die Sensorleitung ist im Messgerät mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbunden.
Nicht verwendete Pins oder Adern dürfen nicht belegt werden!

Elektrische Daten

Verbindungskabel PUR

Spannungsversorgung

DC 3,6 V bis 14 V

Leistungsaufnahme

3,6 V  0,6 W, 14 V  0,7 W

Ausgangssignal

EnDat 2.2

Max. Kabellänge

100 m (mit HEIDENHAIN-Kabel)

Taktfrequenz

 8 MHz

Abtastrate 30 kHz

Anschluss

Flanschdose M12, Stift, 8-polig

2228-polig: 2 x (2 x 0,09 mm ) + 2 x (2 x 0,16 mm ); AV = 2 x 0,16 mm
Kabel-Durchmesser

6 mm

mit Stecker, Buchse
und Kupplung, Stift1036372-xx

mit Stecker, Buchse
und Stecker Sub-D, Stift, 15-polig,
für IK 215, PWM 20, EIB 74x usw.

1036526-xx

mit Stecker, Buchse,freies Kabelende

1129581-xx

AV: Querschnitt der Versorgungsadern

Mechanische Daten
Befestigungsart

geklebt

geklebt und geschraubt

Arbeitstemperatur–40 °C bis 100 °C

Schutzart

IP66

Vibration 55 Hz bis 2000 Hz
Schock 11 ms

 200 m/s2 (EN 60068-2-6) < 50 m/s2
 300 m/s2 (EN 60068-2-27) < 100 m/s2

Masse

0,65 kg

geschraubt

magnetisch–40 °C bis 70 °C< 20 m/s2< 40 m/s2* Bei Bestellung auswählen1)–6          

–1

Thermischer Ausdehungskoeffizient CFK: 1 · 10 K
GFK:
 8 · 10–6 K–1
Baustahl:
 12 · 10–6 K–1
Austenitischer Stahl:  16 · 10–6 K–1
Aluminium: 23 · 10–6 K–1

 

Produktinformation Baureihe ESR   08/2021

1334235 · 00 · E · 01 · 08/2021 · PDF

Mit Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre
­Gültigkeit. Für Bestellungen bei HEIDENHAIN ist immer die zum Vertragsabschluss­aktuelle Fassung der Produktinformation maßgebend.