フリーズ超低温槽仕様■縦型モデル（UPRIGHT T YPE）

CLN-42U
CLN-52U
CLN-52UD1
CLN-52UD2
ワンコンプレッサーシステム−85℃／−70℃〜−80℃
約430ℓ
約324ℓ
約548ℓ
W（870＋68）
×外 寸 法（㎜）W（715＋68）
×D（765＋102）
×H1975W（870＋68）
×D（905＋102）
×H1975D（765＋102）
×H1975内 寸 法（㎜）W475×D520×H1340
W630×D660×H1340
W630×D520×H1340
外 装 ／内 装
外装：電気亜鉛メッキ鋼板／内装：ステンレス鋼板（SUS430）
断 熱 材
硬質発泡ポリウレタン
内扉
上下2枚（周囲：PVC、断熱材：硬質発泡ポリウレタン＋真空断熱材）
棚
3枚（ステンレス鋼板SUS430、耐荷重50kg）
750W
1100W
750W
750W
750W
750W
圧縮機定格出力
冷却器／凝縮器
パイプオンシート／フィンレスブロックコンデンサー
冷媒
混合冷媒（HFC）
電源（50／60Hz） AC100V 15A単独
1φ200V 15A単独
AC100V 15A単独
1φ200V 15A単独
3φ200V 15A単独
3φ200V 15A単独
CACB
AB
電源プラグ・コンセント
運 転 電 流
4.5A
8.6A
4.4A
4.4A
8.1A
2.8A
定格消費電力
680W
690W
660W
780W
650W
640W
放熱量
2450kJ／h
2490kJ／h
2380kJ／h
2810kJ／h
2340kJ／h
2310kJ／h
温度調節器
デジタル式温度調節器
温 度 警 報
設定温度から15℃温度上昇時にブザー報知
停 電 警 報停電時にブザー報知 バッテリー充電式2.5V（48時間作動可能）
外部警報出力無電圧接点出力2P端子（温度・停電警報を出力）
約210㎏
重量
約170㎏
約190㎏
付 属 品 等
鍵2種（各2本）、キャスター4個、アジャスター2個、アクセスポート背面1ヶ所（φ20mm）モデル
冷却システム
冷却性能／常用温度
内容積

CLN-32U

CLN-32UD2■横型モデル（CHEST T YPE）
CLN-35C
モデル
CLN-35CD2
CLN-50C
CLN-50CD1
CLN-50CD2
冷却システムワンコンプレッサーシステム
冷却性能／常用温度−85℃／−70℃〜−80℃
内容積
約507ℓ
約354ℓ
外 寸 法（㎜）W2080×D（715＋150）
×H1030W1630×D（715＋150）
×H1030内 寸 法（㎜）
W1490×D490×H695
W1040×D490×H695
外 装 ／内 装
外装：電気亜鉛メッキ鋼板／内装：ステンレス鋼板（SUS430）
断 熱 材
硬質発泡ポリウレタン
3枚（発泡ポリスチレン）
内蓋2枚（発泡ポリスチレン）
圧縮機定格出力
750W
750W
750W
750W
750W
冷却器／凝縮器
パイプオンシート／フィンレスブロックコンデンサー
冷媒
混合冷媒（HFC）
電源（50／60Hz） AC100V 15A単独
1φ200V 15A単独
AC100V 15A単独
3φ200V 15A単独
1φ200V 15A単独
電源プラグ・コンセント
CA
B
CA
運 転 電 流
4.2A
7.8A
2.9A
4.3A
7.4A
定格消費電力
610W
600W
640W
570W
520W
放熱量
2200kJ／h
2160kJ／h
2310kJ／h
2060kJ／h
1880kJ／h
温度調節器
デジタル式温度調節器
温 度 警 報
設定温度から15℃温度上昇時にブザー報知
停 電 警 報停電時にブザー報知 バッテリー充電式2.5V（48時間作動可能）
無電圧接点出力2P端子（温度・停電警報を出力）
外部警報出力
約200㎏
重量
約180㎏
鍵2種（各2本）、
キャスター4個、アジャスター2個、アクセスポート背面1ヶ所（φ20㎜）
付 属 品 等（注）1.上記仕様の冷却性能は、周囲温度＋30℃、無負荷時のものです。
2.運転電流、消費電力は、周囲温度＋30℃、連続運転・無負荷・安定時の値です。
3.電源コード・プラグは、右図を参照してください。
4.本仕様は改良のため、予告なしに変更することがあります。

CLN-70C

フリーズ超低温槽
地球環境にやさしい−85℃
ワンコンプレッサーシステム

独自の技術搭載‼

シンプルなワンコンプレッサーシステム で安価、低故障率を実現！

約710ℓ
W2080×D（865＋150）×H1075
W1490×D640×H745

1100W

3φ200V 15A単独
B
4.2A
820W
2960kJ／h

約220㎏●電源プラグとコンセントの形状
プラグ
コンセント形状
接地防水プラグ（15A-125V）

保証について電源コード／2.5Sq3芯 3.5m
製品には保証書が付いています。記載内容に対する保証はいたしますが、保存品の補償等、製品修理以外の責任は保証の対象になりませんのでご了承ください。

プラグ

プラグ

コンセント形状

コンセント形状

引掛ゴムプラグ（20A-250V）
電源コード／1.5Sq4芯

3.5m

引掛ゴムプラグ（20A-250V）
電源コード／2.5Sq3芯

3.5m

安 全に関するご 注 意●このカタログに掲載の商品は屋内専用です。雨水のかからないところで、ご使用ください。
●周囲温度が＋5℃〜＋30℃以外の環境で使用しますと故障の原因になります。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●据え付け工事、電気工事などが必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
●アセトン、エタノール、ベンジンなどの揮発性、引火性のあるものはこの製品には保管できません。防爆製品に保管してください。
防爆製品以外に保管しますと爆発する危険があります。
●当製品は保冷用です。急速凍結目的でのご使用は避けてください。

製造発売元

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目19番4号 TEL.
（03）
3831-7643
大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目15番31号 TEL.
（06）
6337-0600
茨城営業所 〒305-0032 茨城県つくば市竹園2丁目18番4号 TEL.
（029）
855-1181
名古屋営業所 〒465-0085 愛知県名古屋市名東区西山本通2丁目2番地 TEL.
（052）
788-7770
神奈川営業所 〒251-0021 神奈川県藤沢市鵠沼神明２丁目１-２神明商事ビル3階 TEL.
（0466）
29-0701
埼玉工場 〒340-0002 埼玉県草加市青柳4丁目29番6号 TEL.
（048）
933-2755

販売※2022年4月から価格が変更になりました。

店

FAX.
（03）
3832-0633
FAX.
（06）
6369-2166
FAX.
（029）
855-0888
FAX.
（052）
788-7771
FAX.
（0466）
29-0702FAX.
（048）
936-2228●仕様及び価格は、予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
●梱包費、運送費、搬入費、消費税額等は別途負担です。
●カタログの記載内容は2022年4月現在のものです。

URL : https://www.nihon-freezer.co.jp

シンプルなワンコンプレッサーシステムで安価、低故障率を実現！
！
ワンコンプレッサーシステム

ワンコンプレッサーシステム による優れた冷却性能

縦 省スペース型 -85℃
型 アップライトタイプ

従来、ー80℃クラスの超低温槽では、冷凍機を2台使用する二元冷却システム※1と呼ばれる冷却技術が採用されてきました。
日本フリーザーでは、独自の冷却システム・特殊混合冷媒の開発に成功し、冷凍機1台でー80℃以下を達成できるワンコンプレッサーシステム※2を確立しました。CLNシリーズでは、この技術が利用されています。
ワンコンプレッサーシステムにすることで、冷却システムの構造および電気回路の単純化が図れ、故障率が著しく低減されると共に、従来品に比べて約10％減（サイズ別平均値）の省エネ（低消費電力）を実現しました。
また、部品点数の減少で製品価格も、従来機種と比較し大幅に下げることが可能になりました。

ORIGINAL※1：二元冷却システム（従来型）※2：ワンコンプレッサーシステム（新冷却システム）

冷凍機を2台使用し、低温側と高温側の2つの冷却サイクルがそれぞれの役割を果たしてはじめて、ー80℃の超低温を実現できるシステムである。よって、高温側・低温側のどちらか一方に不具合が生じると、庫内の冷却は達成されない。また、構造が複雑で部品点数も多く、故障頻度が高いことが難点とされている。

冷凍機を1台使用した1サイクルによる冷却システムである。
基本的に、家庭用の冷蔵庫と同じで、シンプルである事がシス
テムの特長である。

内容積

熱交換機
凝縮器

内容積

約 324ℓ

モデル：

キャピラリ

●電源：3φ200Ｖ 50/60Hz 15A

約 430ℓ

CLN-32U

モデル：CLN-52UD1●電源：AC100Ｖ 50/60Hz 15A●電源：AC100Ｖ 50/60Hz 15A

モデル： CLN-42U

モデル：CLN-32UD2●電源：1φ200Ｖ 50/60Hz 15A●外寸法共通：W（715＋68）×D（765＋102）×H1975㎜

クレセント錠（内扉）

締め付け可能な構造とし、扉の密閉性を確保しました。鍵が標準装備されていますが、更なる厳重な管理を希望される方の為に、南京錠用の穴も設けました。

76510254520

締め付け可能な構造とし、扉の密閉性を確保しました。

正面図

右側面図

630

引掛式ハンドル（外扉）

外気の侵入防止、庫内冷気の流出抑制、霜付き軽減を目的としたパッキン構造。

●陰圧解除ポート
内扉の開閉直後に、再び扉を開けようとすると、陰圧の影響で扉が開けづらくなることがあります。このような時にこの陰圧解除ポートを緩めると、陰圧状態が解消され、内扉をスムーズに開けることが可能になります。これら扉回りの付属部品は、いずれも持ち手が長く設計されており、女性の方でも容易に扉の開閉を行うことができます。

10254870

90514102630520右側面図

正面図（単位：㎜）660

右側面図（単位：㎜）

温度変動の少ない横型
チェストタイプ -85℃

3重パッキン

豊富な警報を標準で装備（縦型・横型共通）④ ⑤⑥※コントロールパネルは、アクリルカバーで保護されており、また部外者の誤操作等を避ける為、カギが標準装備されています。

モデル：CLN-50CD1●電源：AC100Ｖ 50/60Hz 15A●電源：AC100Ｖ 50/60Hz 15A

モデル：CLN-50CD2

価格 ¥1,180,000

ワンコンプレッサー
システム●外寸法共通：Ｗ1630×Ｄ（715＋150）×Ｈ1030㎜
16301040

正面図

モデル：CLN-70C●電源：1φ200Ｖ 50/60Hz 15A●電源：1φ200Ｖ 50/60Hz 15A

71548

価格 ¥1,710,000●外寸法共通：Ｗ2080×Ｄ（715＋150）
×Ｈ1030㎜

1022080490

右側面図（単位：㎜）

ワンコンプレッサー
システム

71548価格 ¥2,310,000●外寸法：Ｗ2080×Ｄ（865＋150）
×Ｈ1075㎜●電源：3φ200Ｖ 50/60Hz 15A

2080

1021490490

正面図右側面図（単位：㎜）

ワンコンプレッサー
システム

865

48

102745

モデル：CLN-35CD2745

コントロール
パネル①主電源スイッチ
上段：庫内温度、②デジタル温度コントローラー（下段：設定温度 ）③記録計取付スペース（オプション）④外部警報スイッチ⑤警報ブザースイッチ⑥自動冷却補助装置関連（オプション）●電源：3φ200Ｖ 50/60Hz 15A

モデル：CLN-35C

1075

①

約 710ℓ

695

②

内容積

モデル：CLN-50C

695③

約 354ℓ1030

ご要望に応じて、GMP/GLP等の各種規制に対応するために、バリデーションサービスを実施しています。
（オプション対応になりますのでご注文前にご相談ください。オプションページをご参照ください。）

約 507ℓ

内容積695

GMP／GLPに対応可能

内容積695

充電式の温度警報が万一のトラブル時の温度上昇を、停電警報が停電（プラグ抜け含む）を知らせます。また、本体設置場所から離れた場所で機器の異常を知らせる遠隔警報（温度警報・停電警報）に必要な接点を標準で装備しています。
（充電池の寿命は約3年です。
3年に一度は、充電池の交換をお奨めします。）

1030

煩わしいフィルター清掃をカット

正面図（単位：㎜）

ワンコンプレッサーシステム●外寸法共通：W（870＋68）×D（905＋102）×H1975㎜

765

14

価格 ¥1,820,000605475●大型クレセント錠（内扉）●3重パッキン構造（内扉の戸当り部）

870●電源：1φ200Ｖ 50/60Hz 15A1340●引掛式ハンドル（外扉）14●外寸法：W（870＋68）×D（765＋102）×H1975㎜●電源：3φ200Ｖ 50/60Hz 15A605

陰圧解除ポート

扉を外側と内側の2重構造とし、内扉については上下に2分割しました。
なお、内扉では真空断熱材を採用し、霜付きの軽減に大きな効果を発揮します。

715

ワンコンプレッサー
システム

60554

価格 ¥1,740,000

1975

●扉構造

ワンコンプレッサー
システム

モデル：CLN-52UD21975

扉の周りの霜付きは、超低温槽の永久の課題とされています。当社では、庫内の冷気漏れ及び外気の進入を防止するため、また扉の開閉を容易にするために、縦型の製品については以下のような工夫がされています。

価格 ¥1,240,000605

扉の密閉性及び開閉の容易性を確保

一般的に、超低温槽には、フィン付の凝縮器が採用されている事が多いですが、それらの製品では、ホコリ等に起因した凝縮（放熱）不良を回避するために、凝縮器（フィルター）の定期的な清掃が不可欠です。
CLNシリーズでは、フィン無し凝縮器を採用していますので、煩わしい凝縮器（フィルター）の清掃が必要ありません。
また、冷却システムも単純化されているため、
一凝般凝C
機械室内は通風性
縮的
縮L
なN器器︵超︵シに優れ、ホコリ等が放低放リ
熱温熱ー累積しにくい構造と器槽器ズフィルターフィン︶の︶のなっています。

モデル： CLN-52U

内容積1340

低温側605

冷凍機

約 548ℓ

1340

キャ
ピラリ

︵蒸庫発内器冷却︶

キャピラリ

605

凝縮器

冷凍機

1975

冷凍機
高温側

︵蒸庫発内器冷却︶

1490

640

正面図

右側面図
（単位：㎜）

温度記録計豊富なオプションが揃っています。

フリーズ超低温槽
専用温度記録計

トレー各種
トレー型式
外寸法（mm）
TN-30U W440×D（470＋10）
×H280
TN-42U W600×D（470＋10）
×H280
TN-52U W600×D（610＋10）
×H280

TN-3550C W200×D155×H（635＋10） W190×D149×H121￥19,000/本

W190×D149×H121（最下段：H171）￥20,000/本

TN-70C

TNー30U
TNー42U
TNー52U

引出し1個の内寸法（mm）
価 格
W138×D464×H133 ￥42,000/本
W191×D464×H133 ￥54,000/本
W191×D604×H133 ￥59,000/本

W200×D155×H（685＋10）対応モデル
CLN-32U
CLN-42U
CLN-52U
CLN-35C
CLN-50C

総トレー数
4本（W1×H4）4本（W1×H4）4本（W1×H4）15本（W5×D3）21本（W7×D3）

CLN-70C

28本（W7×D4）

フリーズボックス用トレー（フリーズボックス81本立て対応）
TNー3550C

TNー70C

トレー型式

外寸法（mm）

ボックス収納数

価格（H5×D3）￥16,000/本
TF-3040U W140×D（424＋10）
×H281 15個/本

フリーズボックス用トレー

注：
トレーにフリーズボックスは、付属されません。

（H5×D4）￥18,000/本
TF-5070U W140×D（565＋10）
×H281 20個/本TF-3550C W144×D144×H（618＋10）

11個/本￥17,000/本

TF-70C12個/本￥18,000/本

W144×D144×H（674＋10）

対応モデル
総トレー数
総ボックス数
CLN-32U 12本（W3×H4） 180個
CLN-42U 16本（W4×H4） 240個
CLN-52U 16本（W4×H4） 320個
CLN-35C 21本（W7×D3） 231個
CLN-50C 30本（W10×D3） 330個
CLN-70C 40本（W10×D4） 480個

※対象フリーズボックスサイズ IB-02081：W134×D134×H52mm

TFー3040UB

ボックス収納数

外寸法（mm）

価格対応モデル
CLN-32U
CLN-42U
CLN-52U
CLN-35C
CLN-50C
CLN-70C

×H281 15個/本
TF-3040UB W150×D（460＋10）（H5×D3） ￥18,000
×H281 20個/本
TF-5070UB W150×D（613＋10）（H5×D4） ￥20,000
TFー3550CB TFー70C

TFー5070U
マイクロプレート用トレー

TF-3550CB W155×D152×H（618＋10）

11個/本￥19,000

TF-70CB W155×D152×H（674＋10）

12個/本￥20,000

総トレー数
総ボックス数
12本（W3×H4） 180個
16本（W4×H4） 240個
16本（W4×H4） 320個
18本（W6×D3） 198個
27本（W9×D3） 297個
36本（W9×D4） 432個

※対象フリーズボックスサイズ IB-02100：W147×D147×H52mm

マイクロプレート用トレー
トレー型式

TMー3040UB

対応モデル
総トレー数
総プレート数CLN-32U 12本（W3×H4） 960枚
TM-3040UB W137×D（471＋10）
×H280 80枚/本（H16×D5） ￥22,000/本CLN-42U 16本（W4×H4）1280枚
TM-5070UB W137×D（565＋10）
×H280 96枚/本（H16×D6） ￥25,000/本 CLN-52U 16本（W4×H4）1536枚

TMー5070UB

注：
トレーにマイクロプレートは、付属されません。

外寸法（mm）

プレート収納数

価格※対象マイクロプレートのサイズ：W128×D86×H16mm（96ウェル）

価格 ￥２2０,０００※温度記録計と自動冷却補助装置CO₂の価格は、本体と同時に注文を頂いた時の価格です。

※価格については、別途お問い合せください。

バリデ−ションサービス
GMP/GLP に対応した品質保証をサポートするために、日本フリーザーではバリデーションサービスを実施しています。専門知識を有する技術員が、製品の基本機能の検査に加え、庫内温度分布・精度についても検証いたします。検査の詳細な内容は、お客様との打ち合わせによって決定いたします。
バリデー
ション終了後には、以下のような書類をとりまとめ、ご提出いたします。
※料金については、別途お問い合わせください。

＜提出書類のイメージ＞

温度特性

CLN-35Cにフリーズボックス（81本立て）を収納

フルセット

TF-3550C×21本（W7×D3）

CLN-32Uにフリーズボックス（81本立て）を収納

度-20

度-40

プルダウン
プルアップ

正面図

TF-5070UB×16本（W4×H4）

20

温0-20

度-40

プルダウン
プルアップ

℃ -60-80-80-100-10002

468101214161820024

型 式
IB-02100
IB-02081
外寸法W×D×H（㎜） 147×147×52
134×134×52適合チューブサイズ（㎖）
1.2 , 2.0
チューブ立数100本
81本
包 装
1ケース（20個入り）
ケース価格￥23,540￥22,990
注：ボックスにチューブは付属されません。

101214161820-20度-40

プルダウン
プルアップ

℃ -60-20度-40

プルダウン
プルアップ

℃ -60

121416182014-40

16182002468時

1012間

141618

プルダウン
プルアップ

℃ -60-80

間

12間

0-100

1010-20-80時

820

温0-10086CLN-70C-80
6440-100

42時

20

温

20CLN-50C00

プルダウン
プルアップ

間

4020度

8時

CLN-35C

フリーズボックス 超低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。

6間40

温-40℃ -60-80時

平面図0-20-100

フルセット

フルセット

CLN-52U
4020温℃ -60

CLN-52Uにフリーズボックス（100本立て）を収納

注：製品ごとに若干の個体差があります。

CLN-42U

0

温度記録チャート

外気温30℃、無負荷、庫内中央空気温度

4020

温

IBー02081●優れた操作性の実現
μR20000：181×16）
・フルドットマトリックスディスプレイ採用（μR10000：101×16、・ナビゲーション表示による対話式設定
・記録中の記録紙取り出し機能装備
・器内照明を標準装備（高輝度型白色LEDを採用）※その他、測定温度をパソコンに取り込むことが可能な記録計もございます。
付属のソフトウェアで、グラフの表示、一覧表の作成といった基本機能に加え、テキストファイル出力機能も備えています。
お気軽にご相談下さい。

CLN-32U

IBー02100●高信頼・高品質を最新技術で実現
・非接触技術を駆使・駆動部を高精度加工技術により小型化・カスタムICによる高集積化・防塵防滴全面ドア（IP54準拠）異常温度上昇時、ＬＣＯ₂を自動噴射。
バッテリー充電式１２Ｖ（約４８時間作動可能）

40正面図

高信頼・高品質・優れた操作性を最新技術で実現。
さらにネットワーク機能などのお客様の多様なニーズに応える多機能を装備した
横幅100、180㎜の記録紙を用いる最新の工業用レコーダです。

自動冷却補助装置CO2（ボンベなし）

フリーズボックス用トレー収納イメージ

TF-3040U×12本（W3×H4）《製品の特長》注：価格にはセンサー1本分が含まれています。追加分についてはお問合せください。

注1.自動冷却補助装置には液化炭酸ガス、サイホン式ボンベを使用してください。
注2.十分に換気が出来る場所でご利用ください。装置が作動している間は、ガスの放出により酸欠等を引き起こす可能性があります。

フリーズボックス用トレー（フリーズボックス100本立て対応）
トレー型式

本体価格 ￥２5０,０００（記録紙1箱・2ヶ月分付）
記録紙 ￥20,０００（６箱1組・1年分）

ホース長：標準 3mモデル：
μR-20000●入力点数：
μR10000;1、2、3、4ペン、6打点
μR20000；1、2、3、4ペン、6、12、18、24打点●入力種類：直流電圧、熱電対、測温抵抗体、動作記録、直流電流（外部シャント抵抗付加）●警報種類：上下限、ディレイ上下限、差上下限、変化率、上昇／下降限●付加仕様：警報出力、RS-422、Ethernetインタフェース、演算機能、リモート制御、ヘッダー印字等●外形寸法：vμR10000；144
（W）
×144
（H）
×220
（D）
㎜
μR20000；288
（W）
×288
（H）
×220
（D）
㎜
μR10000；約2.1〜2.5kg、μR20000；約7.5〜9.0kg●質量：・6打点式（6色ワイヤドット）
・外形寸法：W144×H144×D220mm
質量：2.5kg
・センサー：白金測温抵抗体Pt-100Ω
・記録紙送り速度：10〜1500mm／h（28段階）
・有効記録幅：100mm
記録紙長：16m（折りたたみ式）
・電源電圧：100〜240VAC（周波数切替不要）

温度記録計（モデル：SR10000）

モデル：
μR-10000《主な仕様》《主な仕様》

標準トレー

標準トレー

横河電機製
温度記録計

①大型LED（10×18mm）で鮮明表示、各種設定は簡単な対話式。
②防塵防滴前面ドア（IP54準拠）。
③定刻印字、ゾーン記録、部分圧縮拡大等、各種機能を装備。 警報接点
（オプション）。

2002468時

1012間

14161820