Ｄ２５０
ステッピングモータコントローラ

取扱説明書

駿河精機株式会社
ＯＳＴ事業部本器を安全に取り扱うための注意事項
機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、必ずご使用前に取扱説明書をお読み下さい。また、本器の誤った使用、不適切な使用等に起因する運用結果につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承下さい。
■ 基本的な注意事項
火災、火傷、感電、けがなどの防止のため、以下の注意事項をお守り下さい｡
・

電源電圧に応じた電源ケーブルを使用して下さい。また、電源ケーブルの上に重いものをのせないで下さい。

・

電源プラグをコンセントに差し込むとき、電源スイッチをＯＦＦにしてから奥までしっかり差し
込んで下さい。

・

電源プラグをコンセントから抜くときは、電源スイッチをＯＦＦにしてから、電源ケーブルを引っぱらずにプラグを持って抜いて下さい。このとき、濡れた手で抜かないで下さい。

・

電源投入前に、本器の電源電圧が供給電源電圧と一致していることを確認して下さい。

・

電源ケーブルは、保護接地端子を備えた電源コンセントに接続して下さい。
保護接地端子を備えていない延長コードを使用すると、保護接地が無効になります｡

・

本器に適合した規格のヒューズを使用して下さい。

・

規定の周囲環境で使用して下さい。

・

本器の上やそばに花瓶や薬品など液体の入った容器を置かないで下さい。

・

通風口に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり落としたりしないで下さい。

・

台車などに載せて使用する場合は、ベルト等によって落下防止を行って下さい｡

・

周辺機器を接続する場合は、電源スイッチをＯＦＦにしてから接続して下さい。

・

平坦な場所に設置して下さい。

・

本器の分解／改造／不当な修理を絶対に行わないで下さい｡

1

ＩＮＤＥＸ
1.

はじめに....................................................................................................................................... 4
1.1.

主な特長......................................................................................................................................4

1.2.

付属品..........................................................................................................................................4

1.3.

オプション..................................................................................................................................4

1.4.

使用環境......................................................................................................................................5

1.4.1.

環境条件 .............................................................................................................................5

1.4.2.

電源条件 .............................................................................................................................5

1.4.3.

電源ヒューズ......................................................................................................................6

1.4.4.

電源ケーブル......................................................................................................................6

1.5.

1.5.1.

清掃.....................................................................................................................................6

1.5.2.

保管.....................................................................................................................................6

1.6.

2.

各部の名称及び機能...................................................................................................................7

1.6.1.

Ｄ２５０フロントパネル...................................................................................................7

1.6.2.

Ｄ２５０ リアパネル ......................................................................................................8

1.6.3.

Ｄ２００ハンディターミナル（オプション）................................................................9

接続およびディップスイッチの設定方法................................................................................... 12
2.1.

Ｄ２５０システム構成（外部機器との接続） ......................................................................122.1.1.

自動ステージの接続........................................................................................................132.1.2.

ＧＰ−ＩＢインターフェイスの接続 （ＩＥＥＥ−４８８．２規格に準拠） ........15

2.1.3.

ＲＳ２３２Ｃインターフェイスの接続..........................................................................172.1.4.

Ｄ２００ハンディターミナル（オプション）の接続...................................................18

2.2.

3.

本器の清掃および保管...............................................................................................................6

ディップスイッチの設定.........................................................................................................19

Ｄ２００ハンディターミナル（オプション）による駆動について ................................................... 20
3.1.

動作モードについて.................................................................................................................20

3.1.1.

ＣＯＮＴＩＮＵＥモード.................................................................................................20

3.1.2.

ＳＴＥＰモード................................................................................................................21

3.1.3.

ＰＯＩＮＴモード............................................................................................................21

3.1.4.

ＯＲＩＧＩＮモード........................................................................................................22

3.1.5.

ＨＯＭＥモード................................................................................................................22

3.2.

表示画面の説明........................................................................................................................23

3.2.1.

表示画面構成....................................................................................................................23

3.2.2.

メイン画面........................................................................................................................24

3.2.3.

パラメータ設定画面........................................................................................................26

3.2.4.

メモリスイッチ設定画面.................................................................................................42

2

3.3.

4.

3.3.1.

現在位置ポジションの変更.............................................................................................57

3.3.2.

パラメータおよびメモリスイッチの初期化..................................................................59

ＲＥＭＯＴＥモード ....................................................................................................................... 60
4.1.

通信コマンドの仕様.................................................................................................................60

4.1.1.

コマンドの種類................................................................................................................60

4.1.2.

通信データ........................................................................................................................60

4.1.3.

デリミタ ...........................................................................................................................61

4.1.4.

無効コマンド....................................................................................................................61

4.2.

コマンド内容............................................................................................................................61

4.2.1.

軸指定コマンド ： ＡＸＩｓ＜データ＞..................................................................67

4.2.2.

パラメータ設定コマンド.................................................................................................67

4.2.3.

メモリスイッチ設定コマンド.........................................................................................72

4.2.4.

速度テーブル設定コマンド.............................................................................................74

4.2.5.

駆動コマンド....................................................................................................................75

4.2.6.

停止コマンド ： ＳＴＯＰ＿＜データ＞..................................................................76

4.2.7.

パラメータ設定値要求コマンド.....................................................................................77

4.2.8.

メモリスイッチ設定値要求コマンド .............................................................................79

4.2.9.

速度テーブル設定値要求コマンド.................................................................................81

4.2.10.

ステータス要求コマンド ............................................................................................82

4.3.

5.

その他の機能............................................................................................................................57

サービスリクエスト.................................................................................................................88

4.3.1.

ステータスバイトレジスタ構造.....................................................................................88

4.3.2.

ＩＥＥＥ４８８．２共通コマンド.................................................................................89

その他........................................................................................................................................ 935.1.

故障かなと思う前に.................................................................................................................93

5.2.

コントローラ仕様 ....................................................................................................................94

5.2.1.

基本仕様 ...........................................................................................................................94

5.2.2.

コントローラ性能仕様 ....................................................................................................94

5.2.3.

ドライバ仕様....................................................................................................................94

5.3.

保証とアフターサービス.........................................................................................................95

5.3.1.

保証について....................................................................................................................95

5.3.2.

アフターサービスについて.............................................................................................95

5.3.3.

修理可能期間について ....................................................................................................95

5.4.

ＣＥマーキングについて.........................................................................................................96

5.4.1.

ＣＥマーキング................................................................................................................96

5.4.2.

当社のＣＥマーキングについて.....................................................................................96

3

1.

はじめに
この度は、Ｄ２５０シリーズマイクロステッピングモータコントローラをお買い上げいただきありがとうございます。
※ 本書に記載された内容は、予告なしに変更することがあります。
※ 本書の作成にあたっては細心の注意を払っていますが、万一内容にご不審な点や誤り、記載
もれなどお気づきの点がありましたら、お手数ですが当社ＯＳＴ事業部営業グループまでご連絡下さい。
※ 本書の一部または、全部を無断で転写あるいは複写することを堅くお断りします。

1.1. 主な特長
Ｄ２５０シリーズマイクロステッピングモータコントローラ（以降、“本器”とします。）は、５相ステッピング
モータ駆動用ドライバ（０．７５Ａ／相、１．４Ａ／相）を内蔵した１〜６軸の軸切り替え方式（単軸駆動）用マイクロステッピングモータコントローラです。
※ １．４Ａ／相ドライバは特注で対応しています。
※ 品名と制御軸数の関係については、５．２節を参照して下さい。
最大２５０分割１６段階の切り替えが可能です｡
インターフェイスとしてＧＰ−ＩＢ、ＲＳ２３２Ｃを備えています。
外部制御による駆動を行わない場合は、Ｄ２００ハンディターミナルが必要となります。

1.2. 付属品
本器には以下のものが同梱されています。開梱時にご確認して下さい。
全てが揃っていない場合は、お手数ですが当社ＯＳＴ事業部営業グループまでお問い合わせ下さい。
・

Ｄ２５０本体 ： １台

・

電源ケーブル ： １本

・取扱説明書（本書） ： １冊
※ 添付される電源ケーブルは、本器専用の電源ケーブルです。
本器以外の製品に使用しないで下さい。

1.3. オプション
本器は、Ｄ２００ハンディターミナルの接続が可能です。
※ 外部制御による駆動を行わない場合は、これが必要となります。
※ D２００ハンディターミナルには、取扱説明書が添付されていません。本書の１．６．３節
および、 ３章を参照して下さい。

4

1.4. 使用環境
1.4.1.

環境条件

本器は、以下の条件に合う場所に設置して下さい｡
・ 周囲温度／湿度

０ 〜 ４０ ℃ （使用温度範囲）
２０〜８0％ＲＨ（結露しないこと）

・ 直射日光の当たらない場所
・ ほこりや粉塵（特に金属粉）の少ないところ
・ 振動の少ないところ
・ ノイズの少ないところ
本器は、ＡＣ電源ラインのノイズに対して十分に考慮した設計がなされていますが、出来る限り
ノイズの少ない環境で使用して下さい。ノイズが避けられない場合は、ノイズ除去フィルタなどを使用して下さい。
・ 設置姿勢背面パネルに吐き出しタイプの冷却ファンがあります。内部の温度上昇をおさえるために付けられていますので、背面は壁などから１０ｃｍ以上離して設置して下さい。

1.4.2.

電源条件

本器の電源仕様は、下記のようになっています。
・ 入力電圧範囲 ： ＡＣ１００〜２４０Ｖ ±１０％ （ワイドレンジ入力）
・ 周波数： ５０／６０Ｈｚ

・ 消費電力：制御軸数
最大消費電力

Ｄ２５１
１
６０Ｗ

Ｄ２５２
２
１００Ｗ

Ｄ２５３
３
１４０Ｗ

Ｄ２５４
４
１８０Ｗ

Ｄ２５５
５
２２０Ｗ

Ｄ２５６
６
２６０Ｗ

注意 ： 破損防止のため、本器には指定範囲を超えた入力電圧または周波数を加えないで下さい。

5

1.4.3.

電源ヒューズ

電源ヒューズは、本器の背面パネルにあるヒューズホルダーの中にあります｡（１．６．２節参照）
ヒューズ切れの場合は、下記の物に交換して下さい｡
・ サイズ： φ６．３５×３１．８（ｍｍ）

・ ヒューズ定格： 普通溶断型 １０A ２５０V AC （ＵＬ／ＣＳＡ認定品）

注意 ： 電源ヒューズは、火災防止のため、同一定格、型式のヒューズを使用して下さい。
電源ヒューズの確認／交換は、以下の手順で行います｡① 電源スイッチをＯＦＦにします。
② 電源ケーブルをＡＣ電源コンセントから外します。
③ 背面パネルにあるヒューズホルダーをあけます。
④ ヒューズを確認／交換して、元に戻します。

1.4.4.

電源ケーブル

本器は、電源と保護接地へ接続する３ピンプラグの電源ケーブルを備えています｡
３ピンプラグの保護接地は、電源ケーブルを通して本器の金属部分に接続されています｡
感電からの保護のため、正しく大地へ接続されている保護接地端子を備えたコンセントへ電源ケーブルのプラグを差し込んで下さい｡
保護接地端子を備えていない延長コードを使用すると保護接地が無効になるので注意して下さい｡

1.5. 本器の清掃および保管
1.5.1.

清掃

本器の汚れは、柔らかい布で適宜に拭き取って下さい。
取れにくい汚れは、中性洗剤を混ぜた水に浸した布で拭き取って下さい。
注意 ： ・ 電源スイッチをＯＦＦし、電源ケーブルをＡＣ電源コンセントから外してから行って下さい。
・ 水が本器の内部に入らないようにして下さい｡
・ ベンゼン、トルエン等の有機溶剤は、使用しないで下さい。
・ クレンザは、使用しないで下さい｡

1.5.2.

保管

本器は、−２０℃〜＋６０℃の温度範囲で保存して下さい。また、本器を長時間使用しない場合は、ほこりが少なく直射日光の当たらない場所に電源ケーブルをＡＣ電源コンセントから外して保管して下さい｡

6

1.6. 各部の名称及び機能
1.6.1.

Ｄ２５０フロントパネル
④

②

①

③

① 電源スイッチ
電源投入用スイッチです。
② ＰＯＷＥＲランプ
電源ＯＮで、ランプが点灯します。
③ ターミナルＤ２００ハンディターミナル用のコネクタです。Ｄ２００ハンディターミナルのコネクタを差し込むとＤ２００ハンディターミナルに電源が供給され操作出来ます。（２．１．４節参照）
電源投入時、Ｄ２００ハンディターミナルが接続されていればＣＯＮＴＩＮＵＥモードを選択し、接続されていなければＲＥＭＯＴＥモードとなります。
※ 動作モードの詳細については、３．１節を参照して下さい。
④ 非常停止ボタン
緊急時にボタンを押すと非常停止し、本器の電源をＯＦＦします。
解除する場合は、非常停止ボタンを矢印方向（非常停止ボタンに書かれています。）に回して非常停止ボタンを上げて解除して下さい。

7

1.6.2.
①

Ｄ２５０ リアパネル
②

③

④

⑤
① ＧＰ−ＩＢ用コネクタ⑥⑦

ＧＰ−ＩＢインターフェイス用コネクタです。（２．１．２節参照）② ディップＳＷ（６ﾋﾞｯﾄ×２）
ＧＰ−ＩＢアドレス（５ビット）、ＧＰ−ＩＢデリミタの選択（２ビット）、ＲＳ２３２Ｃボーレート（１ビット）を設定します。（２．２節参照）③ ＲＳ２３２Ｃ用コネクタ
ＲＳ２３２Ｃインターフェイス用コネクタです。（２．１．３節参照）④ ヒューズホルダー
２５０Ｖ１０Ａのガラス管ヒューズを使用しています。（１．４．３節参照）⑤ ステージ接続コネクタ
Ｘ、Ｙ、Ｚ、Ｕ、Ｖ、Ｗ各軸のコネクタです。各種自動ステージを接続します。（２．１．１節参照）⑥ ファン
内部冷却用ファンモータです。
⑦ ＡＣインレット
ＡＣ１００〜２４０Ｖ ５０／６０Ｈｚを入力します。（１．４．２節参照）
付属の電源ケーブルを接続します。（１．４．４節参照）

8

1.6.3.

Ｄ２００ハンディターミナル（オプション）

①

②
④

⑤

③

⑥

⑦

MODE

MENU ORG

+

X/U

-

+

Y/V

-

+

Z/W

-

⑩

7

8

9

⑪

4

5

6

1

2

3

0

.

-

⑧

⑫

BS

CLR

⑨
⑯

STOP

⑮

⑭

ESC

⑬
① バックライトスイッチ
ＬＣＤのバックライトをＯＮ／ＯＦＦするスイッチです。
② 表示画面
４行２０桁のバックライト付きＬＣＤです。
③ ＭＯＤＥボタン
本ボタンを押す毎に、ＣＯＮＴＩＮＵＥ→ＳＴＥＰ→ＰＯＩＮＴ→ＣＯＮＴＩＮＵＥ→・・・の順に各動作モードを切り替えます。
※ 動作モードについては３．１節を参照して下さい。

9④ ⇔（ＣＨＡＮＧＥ）ボタン
本器の制御軸数が４軸以上の場合のみ有効です。
全ての軸が停止中で、動作モードがＲＥＭＯＴＥモード以外の時、ＣＨＡＮＧＥボタンを押す毎に順次切り替えます。（３．２．２節参照）
Ｄ２５４の場合、制御軸をＸＹＺ⇔Ｕに切り替えます。
Ｄ２５５の場合、制御軸をＸＹＺ⇔ＵＶに切り替えます。
Ｄ２５６の場合、制御軸をＸＹＺ⇔ＵＶＷに切り替えます。
⑤ ＭＥＮＵボタン
表示画面がメイン画面で全ての軸が停止中、動作モードがＲＥＭＯＴＥモード以外の時本ボタンを押す毎に、メイン画面（３．２．２節参照）→パラメータ設定画面（３．２．３節参照）→メモリスイッチ
設定画面（３．２．４節参照）→メイン画面・・・の順で画面の切り替えを行います。
⑥ ＯＲＧボタン
本ボタンを押す毎に、ＯＲＩＧＩＮ⇔ＨＯＭＥの各動作モードに切り替えます。
※ 動作モードについては３．１節を参照して下さい。
⑦ 非常停止ボタン
緊急時にボタンを押すと非常停止し、本器および、Ｄ２００ハンディターミナルの電源をＯＦＦします。
解除する場合は、非常停止ボタンを矢印方向（非常停止ボタンに書かれています。）に回して非常停止ボタンを上げて解除して下さい。
⑧ ＋ボタン
各軸の＋（ＣＷ）方向駆動ボタンです。
全ての動作モードで、制御軸が＋（ＣＷ）方向動作中、ＬＥＤが緑色に点灯します。
⑨ −ボタン
各軸の−（ＣＣＷ）方向駆動ボタンです。
全ての動作モードで、制御軸が−（ＣＣＷ）方向動作中、ＬＥＤが緑色に点灯します。
⑩ Ｘ／Ｕ、Ｙ／Ｖ、Ｚ／Ｗボタン
各軸の軸指定ボタンです。
動作モードがＰＯＩＮＴ／ＯＲＩＧＩＮ／ＨＯＭＥの各モードの時、動作軸が指定されたとき、ＬＥＤが緑色に点灯します。
本器が４軸以上の場合、⇔により軸機能が切り替わります。

10

⑪ テンキー
各種設定の時のテンキーです。
※ 表示画面がメイン画面で動作モードがＣＯＮＴＩＮＵＥおよび、ＳＴＥＰモードの時、テンキー
駆動軸設定（３．２．４．６節参照）により２、４および、６、８は駆動ボタンとしても機能します。
※ ２、４、６、８は各種設定画面の時、カーソルとしても機能します。
※ 軸指定ボタンを押しながら・を押すことにより、現在位置ポジションの変更（３．３．１節
参照）を行うことが出来ます。
⑫ ＢＳボタン
各種設定の時のバックスペースボタンです。
※ 軸指定ボタンを押しながら本ボタンを押すことにより、定パルス移動量の設定（３．２．３．２
節参照）を行うことが出来ます。
⑬ ＣＬＲボタン
各種設定の時のクリアボタンです。
※ 軸指定ボタンを押しながら本ボタンを押すことにより、ホームポジションの設定（３．２．３．４
節参照）を行うことが出来ます。
⑭ ＥＳＣボタン
各種設定の時のエスケープボタンです。
※ 軸指定ボタンを押しながら本ボタンを押すことにより、ポイントの設定（３．２．３．５節参照）
を行うことが出来ます。
⑮ ＥＮＴＥＲボタン
各種設定の時のエンターボタンです。
⑯ ＳＴＯＰボタン
自動ステージが駆動中とき、すべての軸を急停止または減速停止します（３．２．４．７節参照）。

11

2.

接続およびディップスイッチの設定方法※ 接続コネクタおよびディップスイッチの位置は、１．６．１節および、１．６．２節を参照して下さい。

2.1. Ｄ２５０システム構成（外部機器との接続）*3
RS232C*1
GP-IB*2

D200＊１ ： ＲＳ２３２Ｃケーブル（別売）Ｄ１００−Ｒ９−２をお求め下さい｡＊２ ： ＧＰ−ＩＢケーブル（別売）
Ｄ７０−Ｇ２をお求め下さい。
＊３ ： 自動ステージ接続ケーブル
自動ステージ接続ケーブルは、下記のものを使用して下さい。
・ ２ｍケーブル ： Ｄ２１４−１−２Ｅ あるいは、Ｄ２１４−２−２Ｅ（※ 当社自動ステージには、上記の自動ステージ接続ケーブルが付属されています。）
・ ４ｍケーブル ： Ｄ２１４−１−４Ｅ あるいは、Ｄ２１４−２−４Ｅ※ この他にロボットケーブルも準備されています。
詳しくは、当社ＯＳＴ事業部営業グループまでお問い合わせ下さい。
※ 特注で１．４Ａのドライバをご使用された場合は、Ｄ２１６−１−２Ｅ／Ｄ２１６−１−４Ｅのいずれかになります。（ロボットケーブルも準備されています。）
注意 ： ・ 外部機器との接続は、電源投入前に行って下さい｡
・ コントローラ通電時のコネクタの抜き差しは機器破損のおそれがありますので絶対に行わないで下さい。
・ 各コネクタのピン配列は、２．１．１節から２．１．４節に記載しておりますので正しい
配線でご使用下さい。
・ 当社の自動ステージ、ホルダーの制御以外にはご使用にならないで下さい。

12

2.1.1.

自動ステージの接続

本器のリアパネル面にあるステージ接続コネクタに自動ステージ接続ケーブル（２．１節参照）を取り付けます。
注意 ： 自動ステージとの接続の前に、本器と周辺機器の電源が切れていることを確認して下さい。
電源が入った状態で自動ステージの取り付け取り外しは機器破損の恐れがありますので絶対に行わないで下さい。
【ステージ接続コネクタ（０．７５Ａ／相のとき）】

A

コネクタ型番： ０９−００５４−００−１４（Ｂｉｎｄｅｒ製：メス）

適合プラグ： ０９−０３４１−０２−１４（Ｂｉｎｄｅｒ製）

適合コンタクト： ０９−０３４１−９２−１４（Ｂｉｎｄｅｒ製）

端子機能
モータリード（青）モータリード（赤）モータリード（橙）モータリード（緑）モータリード（黒）ＣＷ側リミットセンサ入力
ＣＣＷ側リミットセンサ入力
近接原点センサ入力
原点センサ入力
センサ電源（ＤＣ５Ｖ（＋））
センサ電源（ＤＣ５Ｖ（−））
電磁ブレーキ電源（ＤＣ２４Ｖ（＋））
電磁ブレーキ電源（ＤＣ２４Ｖ（−））
フレームグランド

13

U

L

N

T

C

J

O

S
E

ピン番号
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｇ
Ｊ
Ｌ
Ｍ
Ｎ
Ｏ
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｔ
Ｕ

M

P

R

G

【ステージ接続コネクタ（１．４Ａ／相のとき（特注））】
コネクタ型番： ０９−０３４０−００−１６（Ｂｉｎｄｅｒ製：メス）

適合プラグ： ０９−０３３７−０２−１６（Ｂｉｎｄｅｒ製）

適合コンタクト： ０９−０３３７−９２−１４（Ｂｉｎｄｅｒ製）

N A

M

L R

B

K

C

I

D

H
O E

ピン番号
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｋ
Ｌ
Ｍ
Ｎ
Ｏ
Ｐ
Ｒ

端子機能
モータリード（青）モータリード（赤）モータリード（橙）モータリード（緑）モータリード（黒）ＣＷＬＳ入力ＣＣＷＬＳ入力ＮＯＲＧ入力
ＯＲＧ入力
センサ電源（ＤＣ５Ｖ（＋））
センサ電源（ＤＣ５Ｖ（−））
電磁ブレーキ電源（ＤＣ２４Ｖ（＋））
電磁ブレーキ電源（ＤＣ２４Ｖ（−））
フレームグランド
オープン
オープン

14

F

G P

2.1.2.

ＧＰ−ＩＢインターフェイスの接続 （ＩＥＥＥ−４８８．２規格に準拠）

本器のリアパネル面にあるディップスイッチによりＧＰ−ＩＢアドレス・デリミタの設定（２．２節参照）を行い、ＧＰ−ＩＢインターフェイスコネクタとパソコンのＧＰ−ＩＢボードとをＧＰ−ＩＢケーブル（２．１節参照）により接続します。
注意 ： ・ ディップスイッチの設定は必ず本器の電源投入前に行って下さい。
電源投入後のディップスイッチの変更は無効となります。
・ ケーブルの接続の前に、本器と周辺機器の電源が切れていることを確認して下さい。
電源が入った状態でケーブルの取り付け、取り外しは機器破損の恐れがありますので絶対に行わないで下さい。
・ ＧＰ−ＩＢボードの設定は各ボードの取扱説明書を参照して行って下さい。
【コネクタ】
５７ＬＥ−２０２４０−７３Ｃ０Ｄ３５Ｅ （ＤＤＫ製）

ピン番号 名称 方向機能1
DIO1 T→L Data I/O LSB2
DIO2 T→L Data I/O
3
DIO3 T→L Data I/O
4
DIO4 T→L Data I/O
5
EOI T→L End of Information
6
DAV T→L Not Available
7
NRFD L→T Not Ready for Data
8
NDAC L→T Not Data Accepted
9
IFC C→L Interface Clear10
SRQ C→L Service Request
11
ATN C→L Attention
12
earth
シールド

15

ピン番号 名称 方向機能
13
DIO5 T→L Data I/O
14
DIO6 T→L Data I/O
15
DIO7 T→L Data I/O
16
DIO8 T→L Data I/O MSB
17
REN C→L Remote Enable
18
GND
DAV GND
19
GND
NRFD GND
20GND
NDAC GND
21
GND
IFC GND
22
GND
SRQ GND
23
GND
ATN GND
24
GND
EOI GND【インターフェイス機能】
ソースハンドシェーク機能
アクセプタハンドシェーク機能
トーカ機能
リスナ機能
サービスリクエスト機能
リモートローカル機能
パラレルポール機能
デバイスクリア機能
デバイストリガ機能
コントローラ機能
デリミタ

あり
あり
あり
あり
あり
なし
なし
なし
なし
なし
CRLF+EOI／EOI／CR+EOI／LF+EOI（ディップスイッチ切り替え）16

2.1.3.

ＲＳ２３２Ｃインターフェイスの接続

本器のリアパネル面にあるディップスイッチによりボーレートの設定（２．２節参照）を行い、ＲＳ２３２Ｃ
インターフェイスコネクタとパソコンのＲＳ２３２ＣインターフェイスコネクタとをＲＳ２３２Ｃケーブル（２．１節参照）により接続します。
注意 ： ・ ディップスイッチの設定は必ず本器の電源投入前に行って下さい。電源投入後のディップスイッチの変更は無効となります。
・ ケーブルの接続の前に、本器と周辺機器の電源が切れていることを確認して下さい。
電源が入った状態でケーブルの取り付け、取り外しは機器破損の恐れがありますので絶対に行わないで下さい。
【コネクタ】ＸＭ２Ｃ−０９１２−１３２ （オムロン製：オス）

ピン番号.
１
２
３
４
５
６
７
８
９

名称
−
ＲｘＤ（ＲＤ）
ＴｘＤ（ＳＤ）
ＤＴＲ（ＥＲ）
ＧＮＤ（ＳＧ）
ＤＳＲ（ＤＲ）
−
−
−

機能
未接続
受信データ（入力）
送信データ（出力）
データ端末レディ（出力）
信号用接地
データセットレディ（入力）
未接続
未接続
未接続

【通信パラメータ】
伝送手順
ボーレート
データ長
パリティ
ストップビット
Ｘパラメータハンドシェークデリミタ

調歩同期
１９２００／９６００ｂｐｓ（ディップスイッチ切り替え）
８ビット
無し
１ビット
無し
制御線によるＣＲ17

2.1.4.

Ｄ２００ハンディターミナル（オプション）の接続

本器のフロントパネル面にあるターミナルコネクタにＤ２００ハンディターミナルのコネクタ部とを接続します。
注意 ： Ｄ２００ハンディターミナルとの接続の前に、本器と周辺機器の電源が切れていることを確認して下さい。
電源が入った状態でＤ２００ハンディターミナルの取り付け取り外しは機器破損の恐れがありますので絶対に行わないで下さい。
【コネクタ】
コネクタ型番： ＨＲ２５−９Ｒ−１２Ｓ （ＨＲＳ製：メス）

適合プラグ： ＨＲ２５−９Ｐ−１２Ｐ （ＨＲＳ製）

ピン番号 信号名
１
Ｐ２４Ｖ
２
Ｐ２４Ｇ
３
Ｎ．Ｃ．
４
ＥＭＣ１
５
ＥＭＣ２
６
ＥＭＣ３
７
ＣＴＳ
８
ＲＸＤ
９
ＲＴＳ
１０
ＴＸＤ
１１
ＧＮＤ
１２

説明
ＤＣ２４Ｖ供給電源
未接続
ＥＭＣ２・ＥＭＣ３コモン
Ｄ２００非常停止押釦の接点信号がコントロール側に接続されます
Ｄ２００未使用時に非常停止押釦接点信号を短絡状態にします
送信可
受信データ
送信要求
送信データ
５Ｖシステムグランド
シールド線【コントローラ側とハンディターミナル間の通信パラメータ】
伝送手順
ボーレート
データ長
パリティ
ストップビット
Ｘパラメータハンドシェーク
デリミタ

調歩同期
９６００ｂｐｓ
８ビット
無し
１ビット
無し
制御線によるＣＲ18

2.2. ディップスイッチの設定
本器のリアパネルにあるディップスイッチにはピアノ型スイッチを使用しています。
各ビットのレバーを下げることによりＯＮになります。
注意 ： ・ ディップスイッチの設定は必ず本器の電源投入前に行って下さい。電源投入後のディップスイッチの変更は無効となります。
・ ディップスイッチの設定をおこなう際、静電気によって本器が誤動作したり、破損することがあります。
ディップスイッチの設定をおこなう際は、十分注意して行ってください。
（１）ＳＷ１…ＧＰ−ＩＢアドレス設定用

NO

１ ２ ３ ４ ５ ６

ビット
１〜５

項目
ＧＰ−ＩＢアドレス６

内容
１〜３０ 自機のＧＰ−ＩＢアドレスを設定します。
（デフォルト：７）

予備

ビット
１
２
３
４
５

ＯＮ
１
２
４
８
１６

例） Ｄ２５０のアドレスを１０に設定する。

ＯＦＦ
０
０
０
０
０

ビット１ → ＯＦＦ ： ０
ビット２ → ＯＮ： ２

ビット３ → ＯＦＦ ： ０
ビット４ → ＯＮ： ８

ビット５ → ＯＦＦ ： ０
１０※各数字の合計がアドレスになります。
（２）ＳＷ２…ＧＰ−ＩＢデリミタ、ＲＳ２３２Ｃボーレート設定

NO

１ ２ ３ ４ ５ ６

ビット
１〜２

項目
ＧＰ−ＩＢデリミタ設定

３

ＲＳ２３２Ｃボーレート設定

４〜６

未使用

０
１
２
３
ＯＦＦ
ＯＮ
全て OFF

内容
ＣＲＬＦ （デフォルト）なし
ＣＲＬＦ
９６００ｂｐｓ （デフォルト）
１９２００ｂｐｓ
通常の状態で動作します。（デフォルト）

注意 ： ＳＷ２のビット４〜６はメンテナンス及び調整時に使用しますので、デフォルトの状態（全てＯＦＦ）を変更しないで下さい。

19

3.

Ｄ２００ハンディターミナル（オプション）による駆動について
本器とＤ２００ハンディターミナルとを接続して自動ステージを駆動する場合について説明します。
※ Ｄ２００ハンディターミナルのボタンについて（本書の□で書かれている所）は、１．６．３節
を参照して下さい。

3.1. 動作モードについて
本器とＤ２００ハンディターミナルと接続を行った場合、Ｄ２００ハンディターミナルのＭＯＤＥあるいはＯＲＧを押すことにより、ＣＯＮＴＩＮＵＥ／ＳＴＥＰ／ＰＯＩＮＴ／ＯＲＩＧＩＮ／ＨＯＭＥの各動作モードに切り替えて自動ステージの駆動を行うことが出来ます。
・

各パラメータ（表示単位、駆動スピードなど）の設定は、Ｄ２００ハンディターミナルのＭＥＮＵを押すことにより行うことが出来ます。（３．２．３節参照）

・

各メモリスイッチ（原点復帰タイプ、リミットスイッチの論理など）の設定は、Ｄ２００ハンディターミナルのＭＥＮＵを２回押すことにより行うことが出来ます。（３．２．４節参照）※ 本器の電源を投入するとＣＯＮＴＩＮＵＥモードになります。
※ Ｄ２００ハンディターミナルが接続されていない場合はＲＥＭＯＴＥモードになります。
※ ＲＥＭＯＴＥモードについては、４章を参照して下さい。

3.1.1.

ＣＯＮＴＩＮＵＥモード駆動させたい軸の＋あるいは−が押されている間、自動ステージが駆動します。
・

ＣＯＮＴＩＮＵＥモードに切り替える場合は、ＭＯＤＥを押してメイン画面上の動作モード（３．２．２節参照）が“＜ＣＯＮＴＩＮＵＥ ＭＯＤＥ＞”になるようにします。

・

駆動させたい軸の＋あるいは−が押されている間、設定された各パラメータ、各メモリスイッチの内容で自動ステージを駆動します。
＋あるいは−が放された瞬間、急停止または減速停止します（３．２．４．７節参照）。

・＋あるいは−が押されている時間が０．５秒以下の場合１パルス送りとなります。

20

3.1.2.

ＳＴＥＰモード駆動させたい軸の＋あるいは−を一回押すだけで、自動ステージが定パルス駆動します。
・ＳＴＥＰモードに切り替える場合は、ＭＯＤＥを押してメイン画面上の動作モード（３．２．２節参照）が“＜ＳＴＥＰ ＭＯＤＥ＞”になるようにします。

・

定パルス移動量の設定は、３．２．３．２節を参照して下さい。

・

駆動させたい軸の＋あるいは−が押されると、各パラメータ、各メモリスイッチの内容で自動ステージの定パルス駆動を行い減速停止します。
注意 ： 本器の電源を切ると現在位置が０（クリア）されます。再度、電源を投入したときに自動ステージと周辺機器との衝突などを避けるために、原点復帰などで位置を確認してから行って下さい。

3.1.3.

ＰＯＩＮＴモード駆動させたい軸の軸指定ボタン（Ｘ／Ｕ、Ｙ／Ｖ、Ｚ／Ｗのいずれか）を押してＥＮＴＥＲを押すと自動ステージが設定されたポイントの位置まで駆動します。
・ＰＯＩＮＴモードに切り替える場合は、ＭＯＤＥを押してメイン画面上の動作モード（３．２．２節参照）が“＜ＰＯＩＮＴ ＭＯＤＥ＞”になるようにします。

・ＰＯＩＮＴの設定は、３．２．３．５節を参照して下さい。

・

駆動させたい軸の軸指定ボタン（Ｘ／Ｕ、Ｙ／Ｖ、Ｚ／Ｗのいずれか）を押してＥＮＴＥＲを押すと各パラメータ、各メモリスイッチの内容で自動ステージが設定されたポイントの位置まで駆動を行い減速停止します。（ＨＯＭＥモード（３．１．５節参照）と同様な使用方法が出来ます。）

・

原点リミット以外の第二原点として使うことが出来ます。
原点復帰をしてから、作業ポイントまで位置決めを行い、このポイントを設定することにより、今後は原点復帰後、ポイントという簡単な作業で位置決めを行うことが出来ます。
注意 ： 本器の電源を切ると現在位置が０（クリア）されます。再度、電源を投入したときに自動ステージと周辺機器との衝突などを避けるために、原点復帰などで位置を確認してから行って下さい。

21

3.1.4.

ＯＲＩＧＩＮモード

原点復帰させたい軸の軸指定ボタン（Ｘ／Ｕ、Ｙ／Ｖ、Ｚ／Ｗのいずれか）を押してＥＮＴＥＲを押すと自動ステージの原点復帰を行います。
・

ＯＲＩＧＩＮモードに切り替える場合は、ＯＲＧを押してメイン画面上の動作モード（３．２．２節参照）が“＜ＯＲＩＧＩＮ ＭＯＤＥ＞”になるようにします。

・

原点復帰タイプの設定は、３．２．４．１節を参照して下さい。
原点復帰の方式は、１２種類あります。自動ステージにあった方式を選択して下さい。

・

原点復帰させたい軸の軸指定ボタン（Ｘ／Ｕ、Ｙ／Ｖ、Ｚ／Ｗのいずれか）を押してＥＮＴＥＲ
を押すと各パラメータ、各メモリスイッチの内容で自動ステージが設定された原点復帰方式
で原点復帰を行います。
動作中は軸指定ボタン（Ｘ／Ｕ、Ｙ／Ｖ、Ｚ／Ｗのいずれか）のＬＥＤが点灯し、停止後に解除（消灯）します。

・

原点復帰完了後、現在位置はデフォルトで０リセットされます。設定方法は、３．２．４．８節を参照して下さい。

・

3.1.5.

原点復帰タイプのデフォルトは、“０”になっています。この場合、原点復帰は行いません。

ＨＯＭＥモード駆動させたい軸の軸指定ボタン（Ｘ／Ｕ、Ｙ／Ｖ、Ｚ／Ｗのいずれか）を押してＥＮＴＥＲを押すと自動ステージが設定されたホームの位置まで駆動します。
・

ＨＯＭＥモードに切り替える場合は、ＯＲＧを押してメイン画面上の動作モード（３．２．２節参照）が“＜ＨＯＭＥ ＭＯＤＥ＞”になるようにします。

・

ＨＯＭＥの設定は、３．２．３．４節を参照して下さい。

・

駆動させたい軸の軸指定ボタン（Ｘ／Ｕ、Ｙ／Ｖ、Ｚ／Ｗのいずれか）を押してＥＮＴＥＲを押すと各パラメータ、各メモリスイッチの内容で自動ステージが設定されたホームの位置まで駆動を行い減速停止します。（ＰＯＩＮＴモード（３．１．３節参照）と同様な使用方法が出来ます。）

・

原点リミット以外の第二原点として使うことが出来ます。
原点復帰をしてから、作業ポイントまで位置決めを行います。 このポイントをホームポジションとして設定することにより、今後は原点復帰後、ホームポジションへ移動という簡単な作業で位置決めを行うことが出来ます。
注意 ： 本器の電源を切ると現在位置が０（クリア）されます。再度、電源を投入したときに自動ステージと周辺機器との衝突などを避けるために、原点復帰などで位置を確認してから行って下さい。

22

3.2. 表示画面の説明
Ｄ２００ハンディターミナルを接続することにより、４行２０桁のＬＣＤに画面表示を行うことが出来ます。

3.2.1.

表示画面構成※ＭＥＮＵは、Ｄ２００ハンディターミナルのボタンを表します。

POWER ON

※枠外の文字は、Ｄ２００ハンディターミナルで選択するメニューを表します。

メイン画面（３．２．２節参照）※枠内の下段に書かれている内容は、Ｄ２００ハンディターミナルの表示を表します。

MENU
パラメータ設定画面

Unit
Pulse

定パルス移動量設定画面<PARAMETER SET>

（３．２．３節参照）

Xaxis
など

表示単位設定画面１（３．２．３．１節参照）<STEP PULSE SET>SoftLomit

ソフトリミット設定画面１<SOFT LIMIT SET>

MENU

Home

（３．２．３．２節参照）
Xaxisなど
ソフトリミット設定画面２（３．２．３．３節参照）

ホームポジション設定画面（３．２．３．４節参照）<HOME POSITION SET>

Point

ポイント設定画面<POINT SET>

SpeedTB

メモリスイッチ設定画面

Type<MEMORY SW SET>

（３．２．４節参照）（３．２．３．５節参照）

スピードテーブル設定画面

原点復帰タイプ設定画面<ORIGIN TYPE SET>LS

（３．２．３．６節参照）（３．２．４．１節参照）

機械リミット入力論理設定画面<LIMIT SENSOR TYPE>

ORG

原点センサ入力論理設定画面<ORG SENSOR TYPE>

NORG

動作方向制御設定画面<DRIVE DIRECTION>

TenKeyDR

テンキー駆動軸設定画面<TEN KEY DRIVE SET>

StopTYPE

停止処理設定画面<STOP TYPE SET>

0Reset（３．２．４．２節参照）（３．２．４．３節参照）

近接原点センサ入力論理設定画面<NORG SENSOR TYPE>

DRDIR

表示単位画面設定２<STAGE DISPLAY UNIT>（３．２．４．５節参照）（３．２．４．６節参照）（３．２．４．７節参照）

原点復帰時 0 リセット設定画面<0RESET SET>

23

（３．２．４．４節参照）（３．２．４．８節参照）

3.2.2.

メイン画面

本器の電源投入後に表示します。
動作モードがＣＯＮＴＩＮＵＥ／ＳＴＥＰ／ＰＯＩＮＴ／ＯＲＩＧＩＮ／ＨＯＭＥの時、各軸を駆動します。
外部インターフェイスよりコマンドを受け付けると動作モードをＲＥＭＯＴＥモードに切り替えます。
※ 本器あるいはＤ２００ハンディターミナルの非常停止ボタンが押されていると、メイン画面は表示されませんので、必ず解除してから電源を投入して下さい。
解除方法については、１．６．１節および１．６．３節を参照して下さい。
※ ＲＥＭＯＴＥモードについては、４章を参照して下さい。
動作モード
＜ Ｃ
Ｘ
Ｙ
Ｚ

−
− １

Ｏ

２

制御軸

Ｎ

Ｔ

Ｉ

Ｎ

Ｕ

Ｅ

３

１
４

２
５

３
．

．
６

４
７

現在位置（ポジション）

０
５
８

Ｍ
Ｐ
ｕ
ｍ

Ｏ Ｄ
Ｌ Ｓ
ｍ
ｒ ａ

表示単位

Ｅ

ｄ

＞
＜ ＊ ＞ ０［ Ｈ ＞ １＜ ＊ ］ ２

ステータス

速度テーブル【動作モード】
MODE および、ORG により現在選択されている動作モードを表示します。
（ＣＯＮＴＩＮＵＥ、ＳＴＥＰ、ＰＯＩＮＴ、ＯＲＩＧＩＮ、ＨＯＭＥ、ＲＥＭＯＴＥ）※ ＲＥＭＯＴＥモードは、外部インターフェイスよりコマンドが受け付けられたときに表示し
ます。
【制御軸】
制御対象となっている軸を表示します。
※ 本器の制御軸数が４軸以上のとき、全ての軸が停止中で、動作モードがＲＥＭＯＴＥモード
以外の時、⇔を押す毎に下記のように切り替えます。
・ Ｄ２５４の場合、制御軸をＸＹＺ⇔Ｕに切り替えます。
・ Ｄ２５５の場合、制御軸をＸＹＺ⇔ＵＶに切り替えます。
・ Ｄ２５６の場合、制御軸をＸＹＺ⇔ＵＶＷに切り替えます。
【現在位置（ポジション）】
制御軸の現在位置を表示します。
【表示単位】
パラメータにより選択された表示単位を表します。
（ＰＬＳ、ｕｍ、ｍｍ、ｄｅｇ、ｍｒａｄ）

24

【ステータス】
制御対象となっている軸の状態を表します。
＜ ：＋（ＣＷ）側の機械リミットを検出中です。
＞ ：−（ＣＣＷ）側の機械リミットを検出中です。
［：＋（ＣＷ）側のソフトリミットを検出中です。

］：−（ＣＣＷ）側のソフトリミットを検出中です。

＊ ：原点復帰により機械原点を検出し停止しています。
Ｈ ：ホームポジション位置です。
※ 機械リミットとソフトリミット同時検出の場合、機械リミットを優先表示します。
※ 原点検出表示とホームポジション表示が同時の場合、原点検出表示を優先します。
【速度テーブル】
各軸の選択中速度テーブルＮｏを表示します。
（０〜９）

25

3.2.3.

パラメータ設定画面

表示画面がメイン画面、全ての軸が停止中、動作モードがＲＥＭＯＴＥモード以外の時、MENU を押すとパラメータ設定画面を表示し、各種パラメータの設定変更を行います。
※ 外部インターフェイスよりコマンドを受け付けても動作モードをＲＥＭＯＴＥモードに切り替えません。
※ 本画面での各軸の駆動はできません。
※ 全てのパラメータは、ＥＥＰＲＯＭによりメモリバックアップされます。
＜
→ Ｕ ｎ
Ｐ ｕ
Ｓ ｏ

カーソル

Ｐ
ｉ
ｌ
ｆ

Ａ
ｔ
ｓ
ｔ

Ｒ Ａ
ｅ
Ｌ

ｉ

Ｍ Ｅ

ｍ ｉ

パラメータメニュー
Ｕｎｉｔ
Ｐｕｌｓｅ
ＳｏｆｔＬｉｍｉｔ
Ｈｏｍｅ
Ｐｏｉｎｔ
ＳｐｅｅｄＴＢ

Ｔ

Ｅ

Ｒ

ｔ

Ｓ
Ｈ ｏ
Ｐ ｏ
Ｓ ｐ

カーソル

Ｅ
ｍ
ｉ
ｅ

Ｔ
ｅ
ｎ
ｅ

＞
ｔ
ｄ

Ｔ

Ｂ

パラメータメニュー

表示単位設定画面を開きます。
定パルス移動量設定画面を開きます。
ソフトリミット設定画面を開きます。
ホームポジション設定画面を開きます。
ポイント設定画面を開きます。
速度テーブル設定画面を開きます。

各パラメータの画面は、下記の設定手順により選択されます。
〜設定手順〜① カーソルをテンキーの２、４、６、８により、設定変更を行うパラメータメニューにカーソルを合わせます。
※ ＭＯＤＥあるいは、ＯＲＧを押すとパラメータ設定を行う直前の動作モードに戻ります。
② ENTER を押して決定します。
③ 各パラメータメニューの設定画面を表示します。

26

３．２．３．１ 表示単位設定画面１、２
表示単位を設定すると、自動ステージの移動量を任意の単位で確認することが出来ます。
これにより、“１パルス移動したから何μｍ移動した”というような手間を省くことが出来ます。
パラメータ設定画面（３．２．３節参照）の時、カーソルをテンキーの２、４、６、８により、Ｕｎｉｔに合わせます。
次に ENTER を押すと次のような表示単位設定画面１が表示されます。
＜ Ｓ Ｔ
→ Ｘ
Ｙ
Ｚ

Ａ
ａ
ａ
ａ

Ｇ
ｘ
ｘ
ｘ

カーソル

設定軸

Ｅ
ｉ
ｉ
ｉ

Ｄ Ｉ

Ｓ

Ｐ

Ｌ

Ａ

Ｙ

Ｕ Ｎ Ｉ

Ｔ

＞

ｓ
ｓ
ｓ

ここで、表示単位設定を行いたい軸を下記のように選択します。
① カーソルをテンキーの２、８により、設定変更を行う軸に合わせます。
※ ＥＳＣを押すとパラメータ設定画面に戻ります。
② ENTER を押して決定します。
上記設定手順により、選択された軸の表示単位設定画面２が次ページように表示されます。

27例）Ｘ軸表示単位設定画面
→ Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ

カーソル

設定項目
Ｘｓｔａｎｄａｒｄ

Ｘｕｎｉｔ

Ｘｄｒｄｉｖ
Ｘｒｅｓｏｌｕｔ

ｓ
ｕ
ｄ
ｒ

ｔ
ｎ
ｒ
ｅ

ａ
ｉ
ｄ
ｓ

ｎ
ｔ
ｉ
ｏ

ｄ

ａ

ｒ

ｖ
ｌ

ｕ

ｔ

設定項目

ｄ

０
ｍ
１
０

カーソル

． ０
ｍ
／ １
． ０

０

０

０

０

０

１

０

０

０

０

０

１

設定データ

内容
Ｘ軸のフルステップ１パルス移動量を設定します。
※ご使用になるステージの分解能に合わせて設定して下さい。
Ｘ軸の表示単位を設定します。
※ステージによって 1 パルスあたりの移動量が異なります。Xstandard の数値と合わせて変更して下さい。
※ｍｒａｄはお客様の任意の単位として使用出来ます。
Ｘ軸のドライバ分割数を設定します。
Ｘ軸の１パルスあたりの移動量を表示します。
Ｘｓｔａｎｄａｒｄ（ステージ移動量）÷Ｘｄｒｄｉｖ（分割数）

設定データ範囲
０．００００００１〜９９９９９９９９ﾃﾞﾌｫﾙﾄ１

ＰＬＳ／ｕｍ／ｍｍ ＰＬＳ／ｄｅｇ／ｍｒａｄ

１／１〜１／２５０
設定出来ません

１／１
１※ 各軸の小数点位置は、ステージ移動量および、分割数の設定により、駆動最小単位である
１パルスあたりの移動量が求められ、このとき小数点位置が決定します。
例） ステージ移動量
分割数の設定＝１μｍ＝１／２の時

１パルスあたりの移動量＝０．５μｍ（小数点以下１桁）
選択された軸の表示単位設定は、次ページの設定手順により行います。

28

〜設定手順〜① カーソルをテンキーの２、８により、設定変更を行う設定項目にカーソルを合わせます。
※ カーソルが設定項目の位置にあるとき、ESC を押すと表示単位設定画面１に戻ります。
② ENTER を押して決定します。（カーソルが設定データの前に移動します。）※ カーソルを設定項目に戻すには ESC を押します。
③ 設定データを入力します。（□には軸名が入ります。）
・□ｓｔａｎｄａｒｄの入力（自動ステージの１パルスあたりの移動量（フルステップ））
テンキーより任意の数値（設定範囲：０．００００００１〜９９９９９９９９）を入力します。
（デフォルト：１）
・□ｕｎｉｔの入力（表示単位）
テンキーの２、８により任意の単位（ＰＬＳ／ｕｍ／ｍｍ／ｄｅｇ／ｍｒａｄ）を選択します。
（デフォルト：ＰＬＳ）
２を押す毎に値は、ＰＬＳ→ｍｒａｄ→ｄｅｇ→ｍｍ→ｕｍ→ＰＬＳ・・・の順で切り替わります。
８の場合は、ＰＬＳ→ｕｍ→ｍｍ→ｄｅｇ→ｍｒａｄ→ＰＬＳ・・・の順で切り替わります。
・□ｄｒｄｉｖの入力（モータドライバの分割数）
テンキーの２、８により任意の値を選択します。（デフォルト：１／１）
２を押す毎に値は、１／１→１／２５０→１／２００・・・１／２→１／１・・・の順で切り替わります。
８の場合は、１／１→１／２・・・１／２００→１／２５０→１／１・・・の順で切り替わります。
※ □ｒｅｓｏｌｕｔには、□ｓｔａｎｄａｒｄ、□ｄｒｄｉｖの設定値より算出された値が表示されます。
例） □ｓｔａｎｄａｒｄが０．０２、□ｄｒｄｉｖが１／２の場合、□ｒｅｓｏｌｕｔには“０．０１”と表示されます。
※ □ｕｎｉｔがＰＬＳの時、□ｄｒｄｉｖの値に関係なく□ｓｔａｎｄａｒｄおよび□ｒｅｓｏｌｕｔの値は１となります。
④ ENTER を押すと設定データを登録し、カーソルを設定項目に戻します。
※ 他の設定項目を続けて入力する場合には①に戻ります。
※ 設定データの入力および修正については、下記のようになります。
・ データの入力が行われていない場合
BS

機能しません。

CLR

機能しません。

ESC

データは変わらずカーソルを軸に戻します。

・ データの入力がテンキーより行われた場合
BS直前に入力された１文字を消します。

CLR

数値を０にします。

ESC

データを元の状態に戻します。

29

３．２．３．２ 定パルス移動量設定画面
定パルス移動量を設定すると、＋あるいは、−を１回押すことにより設定した値を駆動することが出来ます。 これにより、一定間隔の繰り返し動作などが容易に行うことが出来ます。
※ ショートカットからも設定を変えることが出来ます。
注意 ： 本器の電源を切ると現在位置が０（クリア）されます。再度、電源を投入したときに自動ステージと周辺機器との衝突などを避けるために、原点復帰などで位置を確認してから行って下さい。
【ショートカットを使用しない場合】
パラメータ設定画面（３．２．３節参照）の時、カーソルをテンキーの２、４、６、８により、Ｐｕｌｓｅに合わせます。
次に ENTER を押すと次のような定パルス移動量設定画面が表示されます。
＜ Ｓ Ｔ

Ｅ

→ Ｘ
Ｙ
Ｚ

カーソル

Ｐ

Ｐ
１
０

軸

カーソル

２
．

Ｕ Ｌ
１
． ３
０ １

Ｓ
０
４
２

Ｅ
０
５
３

Ｐ
ｕ
ｄ

Ｓ Ｅ Ｔ
Ｌ Ｓ
ｍ
ｅ ｇ

＞

設定データ

定パルス移動量は、下記の設定手順により行います。
〜設定手順〜① カーソルをテンキーの２、８により、設定を行う軸にカーソルを合わせます。
※ カーソルが軸の位置にあるとき、ESC を押すとパラメータ設定画面に戻ります。
② ENTER を押して決定します。（カーソルが設定データの前に移動します。）※ カーソルを軸に戻すには ESC または ENTER を押します。
③ 設定データをテンキーより入力します。
設定範囲は０〜９９９９９９９９（デフォルト：１）です。
表示単位は表示単位設定パラメータ（３．２．３．１節参照）により選択されます。
④ ENTER を押すと設定データを登録し、カーソルを軸に戻します。
※ 他の軸を続けて入力する場合には①に戻ります。

30

【ショートカットを使用する場合】
表示画面がメイン画面、全ての軸が停止中、動作モードがＲＥＭＯＴＥモード以外の時、パラメータ
設定画面（３．２．３節参照）を通過せずに定パルス移動量を下記の設定手順により設定すること出来ます。
〜設定手順〜① 変更する軸指定ボタン（Ｘ／Ｕ、Ｙ／Ｖ、Ｚ／Ｗのいずれか）を押しながら BS を押します。
② 定パルス移動量設定画面が表示されます。
※ カーソルは軸指定された軸の設定データの前にあります。
※ ESC を押すとカーソルを軸に戻します。
※ ENTER を押すと、設定を中止しメイン画面に戻ります。
③ 設定データをテンキーより入力します。
※ 設定範囲等については、【ショートカットを使用しない場合】と同様です。
④ ENTER を押すと設定データを登録し、メイン画面に戻します。
【共通項目】※ 設定データが１パルス移動量（ｒｅｓｏｌｕｔ）の倍数でない場合、データを補正します。
ｋ＝設定データ÷１パルス移動量（ｒｅｓｏｌｕｔ）（ｋの小数点以下は切り捨て）
補正値＝ｋ×１パルス移動量（ｒｅｓｏｌｕｔ）※ 設定データの入力および修正については、下記のようになります。
・ データの入力が行われていない場合
BS

機能しません。

CLR

機能しません。

ESC

データは変わらずカーソルを軸に戻します。

・ データの入力がテンキーより行われた場合
BS直前に入力された１文字を消します。

CLR

数値を０にします。

ESC

データを元の状態に戻します。

31

３．２．３．３ ソフトリミット設定画面１、２
ソフトリミットを設定すると、機械リミットセンサとは別に、設定した値でリミットを行うことが出来ます。これにより、自動ステージの動作範囲を制限することが出来ますので、安全対策の補助機能として使用出来ます。
注意 ： ・ 本器の電源を切ると現在位置が０（クリア）されます。再度、電源を投入したときに自動ステージと周辺機器との衝突などを避けるために、原点復帰などで位置を確認してから行って下さい。
・ ソフトリミットをシステムの最終保護機能として使用しないで下さい。
システムの保護として機械リミットを併用して下さい。
パラメータ設定画面（３．２．３節参照）の時、カーソルをテンキーの２、４、６、８により、ＳｏｆｔＬｉｍｉｔに合わせます。
次に ENTER を押すと次のようなソフトリミット設定画面１が表示されます。
＜
→ Ｘ
Ｙ
Ｚ
カーソル

Ｓ
ａ
ａ
ａ

Ｏ
ｘ
ｘ
ｘ

Ｆ
ｉ
ｉ
ｉ

Ｔ
ｓ
ｓ
ｓ

Ｌ

Ｉ

Ｍ Ｉ

Ｔ

Ｓ

Ｅ

Ｔ

＞

設定軸

ここで、表示単位設定を行いたい軸を下記のように選択します。
① カーソルをテンキーの２、８により、設定変更を行う軸に合わせます。
② ENTER を押して決定します。
※ ＥＳＣを押すとパラメータ設定画面に戻ります。
上記設定手順により、選択された軸のソフトリミット設定画面２が次のように表示されます。
例） Ｘ軸ソフトリミット設定画面
→ Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
カーソル

＋
＋
−
−

Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ

設定項目

Ｌ
Ｅ
Ｌ
Ｅ

Ｏ Ｎ
−
Ｏ Ｆ Ｆ

１

０

０

Ｐ

Ｌ

Ｓ

１

０

０

Ｐ

Ｌ

Ｓ

設定データ

カーソル

32

設定項目
内容
Ｘ＋ＳＬ
Ｘ軸の＋（ＣＷ）方向のソフトリミット値を設定
します。

Ｘ＋ＳＥ
Ｘ−ＳＬ

Ｘ−ＳＥ

Ｘ軸の＋（ＣＷ）方向ソフトリミットの有効（ＯＮ）／無効（ＯＦＦ）を設定します。
Ｘ軸の−（ＣＣＷ）方向のソフトリミット位置を設定します。

Ｘ軸の−（ＣＣＷ）方向ソフトリミットの有効（ＯＮ）／無効（ＯＦＦ）を設定します。

設定範囲−９９９９９９９９〜９９９９９９９９−９．９９９９９９９〜９．９９９９９９９
ＯＮ／ＯＦＦ−９９９９９９９９〜９９９９９９９９−９．９９９９９９９〜９．９９９９９９９
ＯＮ／ＯＦＦ

デフォルト
９９９９９９９９OFF-９９９９９９９９OFF選択された軸の表示単位設定は、下記の設定手順により行います。
〜設定手順〜① カーソルをテンキーの２、８により、設定変更を行う設定項目にカーソルを合わせます。
※ カーソルが設定項目の位置にあるとき、ESC を押すとソフトリミット設定画面１に戻ります。
② ENTER を押して決定します。（カーソルが設定データの前に移動します。）※ カーソルを設定項目に戻すには ESC または ENTER を押します。
③ 設定データを入力します。（□には軸名が入ります。）
・□＋ＳＬ、□−ＳＬの入力
設定データをテンキーより入力します。
設定範囲は−９９９９９９９９〜９９９９９９９９、−９．９９９９９９９〜９．９９９９９９９です。
（デフォルト：□＋ＳＬは、９９９９９９９９／□−ＳＬは、−９９９９９９９９）
表示単位は表示単位設定パラメータ（３．２．３．１節参照）により選択されます。
・□＋ＳＥ、□−ＳＥの入力
テンキーの２、８により有効（ＯＮ）／無効（ＯＦＦ）を選択します。（デフォルト：ＯＦＦ）
設定は、テンキーの２あるいは、８を押す毎にＯＮ→ＯＦＦの順で切り替えます。
④ ENTER を押すと設定データを登録し、カーソルを設定項目に戻します。
※ 他の設定項目を続けて入力する場合には①に戻ります。

次のページに続きます。

33

※ ソフトリミットを検出した場合は急停止または減速停止します（３．２．４．７節参照）。
※ ソフトリミット位置検出停止位置精度は、ＭＡＸスピード時１０パルス以内です。
※ 原点検出駆動時は、ソフトリミットは働きません。
※ 設定データが１パルス移動量（ｒｅｓｏｌｕｔ）の倍数でない場合、データを補正します。
ｋ＝設定データ÷１パルス移動量（ｒｅｓｏｌｕｔ）（ｋの小数点以下は切り捨て）
補正値＝ｋ×１パルス移動量（ｒｅｓｏｌｕｔ）※ 設定データの入力および修正については、下記のようになります。
・ データの入力が行われていない場合
BS

機能しません。

CLR

機能しません。

ESC

データは変わらずカーソルを軸に戻します。

・ データの入力がテンキーより行われた場合
BS直前に入力された１文字を消します。

CLR

数値を０にします。

ESC

データを元の状態に戻します。

34

３．２．３．４ ホームポジション設定画面
ホームポジションを設定すると、駆動させたい軸の軸指定ボタン（Ｘ／Ｕ、Ｙ／Ｖ、Ｚ／Ｗのいずれか）を押してＥＮＴＥＲを押すと自動ステージが設定されたホームの位置まで駆動します。
これにより、原点リミット以外の第二原点として使うことが出来ます。
例えば、原点復帰をしてから、作業ポイントまで位置決めを行います。 このポイントをホームポジションとして設定することにより、今後は原点復帰後、ホームポジションへ移動という簡単な作業で位置決めを行うことが出来ます。（ＰＯＩＮＴモードと同様な使用方法が出来ます。）※ ショートカットからも設定を変えることが出来ます。
注意 ： 本器の電源を切ると現在位置が０（クリア）されます。再度、電源を投入したときに自動ステージと周辺機器との衝突などを避けるために、原点復帰などで位置を確認してから行って下さい。
【ショートカットを使用しない場合】
パラメータ設定画面（３．２．３節参照）の時、カーソルをテンキーの２、４、６、８により、Home に合わせます。
次に ENTER を押すと次のようなホームポジション設定画面が表示されます。
＜ Ｈ Ｏ Ｍ Ｅ
→ Ｘ
Ｙ
Ｚ
カーソル

軸

カーソル

Ｐ

Ｏ Ｓ Ｉ
１
０

２
．

．
０

Ｔ
１
３
１

Ｉ
０
４
２

Ｏ
０
５
３

Ｎ
Ｓ Ｅ
Ｐ Ｌ Ｓ
ｕ ｍ
ｄ ｅ ｇ

Ｔ

＞

設定データ

ホームポジションの設定は、下記の設定手順により行います。
〜設定手順〜① カーソルをテンキーの２、８により、設定を行う軸にカーソルを合わせます。
※ カーソルが軸の位置にあるとき、ESC を押すとパラメータ設定画面に戻ります。
② ENTER を押して決定します。（カーソルが設定データの前に移動します。）※ カーソルを軸に戻すには ESC または ENTER を押します。
③ 設定データをテンキーより入力します。
設定範囲は−９９９９９９９９〜９９９９９９９９、−９．９９９９９９９〜９．９９９９９９９です。
（デフォルト ： ０）
表示単位は表示単位設定パラメータ（３．２．３．１節参照）により選択されます。
④ ENTER を押すと設定データを登録し、カーソルを軸に戻します。
※ 他の軸を続けて入力する場合には①に戻ります。

35

【ショートカットを使用する場合】
表示画面がメイン画面、全ての軸が停止中、動作モードがＲＥＭＯＴＥモード以外の時、パラメータ
設定画面（３．２．３節参照）を通過せずにホームポジションを下記の設定手順により設定すること出来ます。
〜設定手順〜① 変更する軸指定ボタン（Ｘ／Ｕ、Ｙ／Ｖ、Ｚ／Ｗのいずれか）を押しながら CLR を押します。
② ホームポジション設定画面が表示されます。
※ カーソルは軸指定された軸の設定データの前にあります。
※ ESC を押すとカーソルを軸に戻します。
※ ENTER を押すと、設定を中止しメイン画面に戻ります。
③ 設定データをテンキーより入力します。
※ 設定範囲等については、【ショートカットを使用しない場合】と同様です。
④ ENTER を押すと設定データを登録し、メイン画面に戻します。
【共通項目】※ 設定データが１パルス移動量（ｒｅｓｏｌｕｔ）の倍数でない場合、データを補正します。
ｋ＝設定データ÷１パルス移動量（ｒｅｓｏｌｕｔ）（ｋの小数点以下は切り捨て）
補正値＝ｋ×１パルス移動量（ｒｅｓｏｌｕｔ）※ 設定データの入力および修正については、下記のようになります。
・ データの入力が行われていない場合
BS

機能しません。

CLR

機能しません。

ESC

データは変わらずカーソルを軸に戻します。

・ データの入力がテンキーより行われた場合
BS直前に入力された１文字を消します。

CLR

数値を０にします。

ESC

データを元の状態に戻します。

36

３．２．３．５ ポイント設定画面
ポイントポジションを設定すると、駆動させたい軸の軸指定ボタン（Ｘ／Ｕ、Ｙ／Ｖ、Ｚ／Ｗのいずれか）を押してＥＮＴＥＲを押すと自動ステージが設定されたポイントの位置まで駆動します。
これにより、原点リミット以外の第二原点として使うことが出来ます。
例えば、原点復帰をしてから、作業ポイントまで位置決めを行います。 このポイントをポイント
ポジションとして設定することにより、今後は原点復帰後、ポイントポジションへ移動という簡単な作業で位置決めを行うことが出来ます。（ＨＯＭＥモードと同様な使用方法が出来ます。）※ ショートカットからも設定を変えることが出来ます。
注意 ： 本器の電源を切ると現在位置が０（クリア）されます。再度、電源を投入したときに自動ステージと周辺機器との衝突などを避けるために、原点復帰などで位置を確認してから行って下さい。
【ショートカットを使用しない場合】
パラメータ設定画面（３．２．３節参照）の時、カーソルをテンキーの２、４、６、８により、Ｐｏｉｎｔに合わせます。
次に ENTER を押すと次のようなポイント設定画面が表示されます。
＜ Ｐ
→ Ｘ
Ｙ
Ｚ
カーソル 軸

Ｏ Ｉ
１
０

カーソル

Ｎ Ｔ
２
．

．
０

１
３
１

Ｓ
０
４
２

Ｅ
０
５
３

Ｔ
Ｐ
ｕ
ｄ

＞
Ｌ Ｓ
ｍ
ｅ ｇ

設定データ

ポイントの設定は、下記の設定手順により行います。
〜設定手順〜① カーソルをテンキーの２、８により、設定を行う軸にカーソルを合わせます。
※ カーソルが軸の位置にあるとき、ESC を押すとパラメータ設定画面に戻ります。
② ＥNTER を押して決定します。（カーソルが設定データの前に移動します。）※ カーソルを軸に戻すには ESC または ENTER を押します。
③ 設定データをテンキーより入力します。
設定範囲は−９９９９９９９９〜９９９９９９９９、−９．９９９９９９９〜９．９９９９９９９です。
（デフォルト ： ０）
表示単位は表示単位設定パラメータ（３．２．３．１節参照）により選択されます。
④ ENTER を押すと設定データを登録し、カーソルを軸に戻します。
※ 他の軸を続けて入力する場合には①に戻ります。

37

【ショートカットを使用する場合】
表示画面がメイン画面、全ての軸が停止中、動作モードがＲＥＭＯＴＥモード以外の時、パラメータ
設定画面（３．２．３節参照）を通過せずにポイントを下記の設定手順により設定すること出来ます。
〜設定手順〜① 変更する軸指定ボタン（Ｘ／Ｕ、Ｙ／Ｖ、Ｚ／Ｗのいずれか）を押しながら ESC を押します。
② ポイント設定画面が表示されます。
※ カーソルは軸指定された軸の設定データの前にあります。
※ ESC を押すとカーソルを軸に戻します。
※ ENTER を押すと、設定を中止しメイン画面に戻ります。
③ 設定データをテンキーより入力します。
※ 設定範囲等については、【ショートカットを使用しない場合】と同様です。
④ ENTER を押すと設定データを登録し、メイン画面に戻します。
【共通項目】※ 設定データが１パルス移動量（ｒｅｓｏｌｕｔ）の倍数でない場合、データを補正します。
ｋ＝設定データ÷１パルス移動量（ｒｅｓｏｌｕｔ）（ｋの小数点以下は切り捨て）
補正値＝ｋ×１パルス移動量（ｒｅｓｏｌｕｔ）※ 設定データの入力および修正については、下記のようになります。
・ データの入力が行われていない場合
BS

機能しません。

CLR

機能しません。

ESC

データは変わらずカーソルを軸に戻します。

・ データの入力がテンキーより行われた場合
BS直前に入力された１文字を消します。

CLR

数値を０にします。

ESC

データを元の状態に戻します。

38

３．２．３．６ 速度テーブル設定画面
速度テーブルは、Ｎｏ．０〜９の１０種類を設定することが出来ます｡
速度テーブルを設定すると、駆動させたい軸の軸指定ボタン（Ｘ／Ｕ、Ｙ／Ｖ、Ｚ／Ｗのいずれか）を押しながら設定した速度テーブルの番号をテンキーより入力します。
これにより、その都度細かい速度設定をしなくても１０種類の速度テーブルから選択して、自動ステージを駆動することが出来ます。
注意 ： ・ 自動ステージのＭＡＸスピード以上の駆動速度（Ｆ）を入れた場合、モータが脱調する恐れがあります。
・ 起動速度（Ｌ）が駆動速度（Ｆ）より大きい値が入力された場合、駆動速度（Ｆ）の値が起動速度（Ｌ）の値となります。（表示内容は変わりません。）
パラメータ設定画面（３．２．３節参照）の時、カーソルをテンキーの２、４、６、８により、ＳｐｅｅｄＴＢに合わせます。
次に ENTER を押すと次のようなポイント設定画面が表示されます。
Ｎ ｏ
０
１
２

Ｌ

ｐ

＊
１

テーブル No.

ｐ
１
５
０

ｓ
０
０
０

Ｌ設定データ
カーソル

Ｆ

ｐ

ｐ

１

ｓ
１
５
０

Ｒ ｍ ｓ
０
０
０

ｃ

R 設定データ

F 設定データ
カーソル

ｅ
１
１
１

カーソル

※ 起動速度（Ｌｐｐｓ）、駆動速度（Ｆｐｐｓ）および加減速レート（Ｒｍｓｅｃ）関係は、下図のようになっています。
pps
F
L

msec
R

R

39

速度テーブルＮｏ．は、下記のようになっています。
内容
速度テーブルＮｏ．０
速度テーブルＮｏ．１
速度テーブルＮｏ．２
速度テーブルＮｏ．３
速度テーブルＮｏ．４
速度テーブルＮｏ．５
速度テーブルＮｏ．６
速度テーブルＮｏ．７
速度テーブルＮｏ．８
速度テーブル
Ｎｏ．９

起動速度（Ｌ）
駆動速度（Ｆ）
加減速レート（Ｒ）
起動速度（Ｌ）
駆動速度（Ｆ）
加減速レート（Ｒ）
起動速度（Ｌ）
駆動速度（Ｆ）
加減速レート（Ｒ）
起動速度（Ｌ）
駆動速度（Ｆ）
加減速レート（Ｒ）
起動速度（Ｌ）
駆動速度（Ｆ）
加減速レート（Ｒ）
起動速度（Ｌ）
駆動速度（Ｆ）
加減速レート（Ｒ）
起動速度（Ｌ）
駆動速度（Ｆ）
加減速レート（Ｒ）
起動速度（Ｌ）
駆動速度（Ｆ）
加減速レート（Ｒ）
起動速度（Ｌ）
駆動速度（Ｆ）
加減速レート（Ｒ）
起動速度（Ｌ）
駆動速度（Ｆ）
加減速レート（Ｒ）

設定範囲
１〜９９９９ｐｐｓ
１〜９９９９９９ｐｐｓ
１〜９９９９msec
１〜９９９９ｐｐｓ
１〜９９９９９９ｐｐｓ
１〜９９９９msec
１〜９９９９ｐｐｓ
１〜９９９９９９ｐｐｓ
１〜９９９９msec
１〜９９９９ｐｐｓ
１〜９９９９９９ｐｐｓ
１〜９９９９msec
１〜９９９９ｐｐｓ
１〜９９９９９９ｐｐｓ
１〜９９９９msec
１〜９９９９ｐｐｓ
１〜９９９９９９ｐｐｓ
１〜９９９９msec
１〜９９９９ｐｐｓ
１〜９９９９９９ｐｐｓ
１〜９９９９msec
１〜９９９９ｐｐｓ
１〜９９９９９９ｐｐｓ
１〜９９９９msec
１〜９９９９ｐｐｓ
１〜９９９９９９ｐｐｓ
１〜９９９９msec
１〜９９９９ｐｐｓ
１〜９９９９９９ｐｐｓ
１〜９９９９msec

デフォルト
１０ｐｐｓ
１０ｐｐｓ
１msec
５０ｐｐｓ
５０ｐｐｓ
１msec
１００ｐｐｓ
１００ｐｐｓ１msec
１００ｐｐｓ
５００ｐｐｓ１００msec
１００ｐｐｓ
１０００ｐｐｓ
１００msec
１００ｐｐｓ
２０００ｐｐｓ
１００msec
１００ｐｐｓ
５０００ｐｐｓ
１００msec
１０００ｐｐｓ
１００００ｐｐｓ
１００msec
１０００ｐｐｓ
２００００ｐｐｓ
１００msec
１０００ｐｐｓ
５００００ｐｐｓ
１００msec

パルスコントローラの仕様により、３２７６８ｐｐｓ以上は、設定速度と実速度が違ってきます。
設定速度
速度間隔
実速度
１ 〜
３２７６７ｐｐｓ
１ｐｐｓ
１ｐｐｓ毎（設定速度＝実速度）
３２７６８ 〜
６５５３４ｐｐｓ
２ｐｐｓ
２ｐｐｓ毎（32768、32770、----）
６５５３４ 〜
９８３０１ｐｐｓ
３ｐｐｓ
３ｐｐｓ毎（65534、65537、----）
９８３０２ 〜
１６３８３５ｐｐｓ
５ｐｐｓ
５ｐｐｓ毎（98302、98307、----）
１６３８３６ 〜
３２７６７０ｐｐｓ １０ｐｐｓ
１０ｐｐｓ毎（163836、163846、----）
３２７６７１ 〜
９８３０１０ｐｐｓ ３０ｐｐｓ
３０ｐｐｓ毎（327671、327701、----）
９８３０１１ 〜
９９９９９９ｐｐｓ ５０ｐｐｓ
５０ｐｐｓ毎（983011、983061、----）
設定速度５９９９９の場合、実際の駆動速度は５９９９８ｐｐｓとなります。
５９９９９／２＝２９９９９（少数点以下切り捨て） ２９９９９×２＝５９９９８40速度テーブルの設定は、下記の設定手順により行います。
〜設定手順〜① カーソル（＊）をテンキーの２、４、６、８により、設定変更を行う設定データに合わせます。
※ テンキーの２、８を押す毎に、画面は上下スクロールします。
※ カーソルが“＊”のとき、ESC を押すとパラメータ設定画面に戻ります。
② ＥNTER を押して決定します。（カーソルの表示が“＊”から“→”に変化します。）※ カーソルを“＊”に戻すには ESC または ENTER を押します。
③ 設定データをテンキーより入力します。
Ｌデータ設定範囲は１〜９９９９で単位はｐｐｓです。
Ｆデータ設定範囲は１〜９９９９９９で単位はｐｐｓです。
Ｒデータ設定範囲は１〜９９９９で単位はｍｓｅｃです。
④ ENTER を押すと設定データを登録します。
※ 他の設定を続けて行う場合は①に戻ります。
※ 設定データの入力および修正については、下記のようになります。
・ データの入力が行われていない場合
BS

機能しません。

CLR

機能しません。

ESC

データは変わらずパラメータ設定画面に戻します。

・ データの入力がテンキーより行われた場合
BS直前に入力された１文字を消します。

CLR

数値を０にします。

ESC

データを元の状態に戻します。

41

3.2.4.

メモリスイッチ設定画面

表示画面がメイン画面、全ての軸が停止中、動作モードがＲＥＭＯＴＥモード以外の時、MENU を押すとパラメータ設定画面（３．２．３節参照）を、もう一度 MENU を押すとメモリスイッチ設定画面を表示し、各種メモリスイッチの設定変更を行います。
※ 外部インターフェイスよりコマンドを受け付けても動作モードをＲＥＭＯＴＥモードに切り替えません。
※ 本画面での各軸の駆動はできません。
※ 全てのパラメータは、ＥＥＰＲＯＭによりメモリバックアップされます。
＜
→ Ｔ
Ｌ
Ｏ

カーソル

Ｍ Ｅ Ｍ Ｏ Ｒ Ｙ
Ｓ Ｗ
ｙ ｐ ｅ
Ｎ Ｏ Ｒ ＧＳ
Ｄ Ｒ Ｄ Ｉ Ｒ
Ｒ Ｇ

メモリ SW メニュー

Ｓ
Ｔ
S
０

Ｅ
ｅ
ｔ
Ｒ

Ｔ
ｎ
ｏ
ｅ

メモリ SW メニュー
カーソル
カーソル

メモリスイッチ
内容Ｔｙｐｅ
原点復帰タイプ設定画面を開きます。
ＬＳ
機械リミットセンサ入力論理設定画面を開きます。
ＯＲＧ
原点センサ入力論理設定画面を開きます。
ＮＯＲＧ

近接原点センサ入力論理設定画面を開きます。

ＤＲＤＩＲ

動作方向制御設定画面を開きます。

ＴｅｎＫｅｙＤＲ

テンキー駆動軸設定画面を開きます｡

StopTYPE
０Ｒｅｓｅｔ

停止処理設定画面を開きます。
原点復帰時０リセット設定画面を開きます。

＞
Ｋ ｅ
ｐ Ｔ
ｓ ｅ

ｙ
Ｙ
ｔ

Ｄ Ｒ
Ｐ Ｅ

メモリ SW メニュー
設定範囲
０〜１２
A／B
A／B

デフォルト
０
B
B

A／B

B

ＰＯＳＩＴＩＶＥ／
ＮＥＧＡＴＩＶＥ
Ｎ／Ｘ／Ｙ／Ｚ
または
Ｎ／Ｕ／Ｖ／Ｗ
０／１
０／１

ＰＯＳＩＴＩＶＥ
N００

各メモリスイッチの画面は、下記の設定手順により選択されます。
〜設定手順〜① カーソルをテンキーの２、４、６、８により、設定変更を行うメモリスイッチメニューにカーソルを合わせます。
※ ＭＯＤＥあるいは、ＯＲＧを押すとメモリスイッチ設定を行う直前の動作モードに戻ります。
② ENTER を押して決定します。
③ 各メモリスイッチメニューの設定画面を表示します。

42

３．２．４．１ 原点復帰タイプ設定画面
メモリスイッチ設定画面（３．２．４節参照）の時、カーソルをテンキーの２、４、６、８により、Typeに合わせます。
次に ENTER を押すと次のような原点復帰パターン設定画面が表示されます。
※ 原点復帰パターンのタイプについては、次ページ以降を参照して下さい。
＜ Ｏ Ｒ Ｉ
→ Ｘ
１
Ｙ
２
Ｚ
３

カーソル

軸

Ｇ Ｉ

カーソル

Ｎ

Ｔ

Ｙ

Ｐ

Ｅ

Ｓ

Ｅ

Ｔ

＞

設定データ

① カーソルをテンキーの２、８により、設定を行う軸にカーソルを合わせます。
※ カーソルが軸の位置にあるとき、ESC を押すとメモリスイッチ設定画面に戻ります。
② ＥNTER を押して決定します。（カーソルが設定データの前に移動します。）※ カーソルを軸に戻すには ESC または ENTER を押します。
③ テンキーの２、８により原点復帰パターンのタイプ（０〜１２）を選択します。（デフォルト：０）
２を押す毎に値は、０→１２→１１→・・・→２→１→０→・・・の順で切り替えます。
８の場合は、０→１→２→・・・→１１→１２→０→・・・の順で切り替えます。
※ 原点復帰パターンのタイプ０を選択すると原点復帰は行いません。
※ 入力にミスがあった場合、ESC により修正します。
④ ENTER を押すと設定データを登録し、カーソルを軸に戻します。
※ 他の軸を続けて入力する場合には①に戻ります。

43

原点復帰タイプ一覧表
タイプ
動作
使用センサ
参照ページ
タイプ０ 原点復帰を行いません。
−
Ｐ．４５
ＣＣＷ方向に検出を開始します。
ＣＷＬＳ／ＮＯＲＧ
タイプ１ ＮＯＲＧ信号のＣＷ側のエッジ検出工程を行います。
Ｐ．４５／ＯＲＧ／ＣＣＷＬＳ
次にＯＲＧ信号のＣＣＷ側のエッジ検出工程を行います。
ＣＷ方向に検出を開始します。
ＣＷＬＳ／ＮＯＲＧ
Ｐ．４６
タイプ 2 ＮＯＲＧ信号のＣＣＷ側のエッジ検出工程を行います。
／ＯＲＧ／ＣＣＷＬＳ
次にＯＲＧ信号のＣＷ側のエッジ検出工程を行います。
ＣＣＷ方向に検出を開始します。
ＣＷＬＳ／ＯＲＧ／
タイプ３
Ｐ．４７
ＯＲＧ信号のＣＣＷ側のエッジ検出工程を行います。
ＣＣＷＬＳ
ＣＷ方向に検出を開始します。
ＣＷＬＳ／ＯＲＧ／
タイプ４
Ｐ．４７
ＯＲＧ信号のＣＷ側のエッジ検出工程を行います。
ＣＣＷＬＳ
ＣＣＷ方向に検出を開始します。
タイプ５
ＣＷＬＳ／ＣＣＷＬＳ
Ｐ．４８
ＣＣＷＬＳ信号のＣＷ側のエッジ検出工程を行います。
ＣＷ方向に検出を開始します。
タイプ６
ＣＷＬＳ／ＣＣＷＬＳＰ．４８
ＣＷＬＳ信号のＣＣＷ側のエッジ検出工程を行います。
タイプ１実行後、ＴＩＭＩＮＧ信号のＣＣＷ側のエッジ検出
ＣＷＬＳ／ＮＯＲＧ
タイプ７
Ｐ．４９
工程を行います。
／ＯＲＧ／ＣＣＷＬＳ
タイプ２実行後、ＴＩＭＩＮＧ信号のＣＷ側のエッジ検出
ＣＷＬＳ／ＮＯＲＧ
タイプ８
Ｐ．４９
工程を行います。
／ＯＲＧ／ＣＣＷＬＳ
タイプ３実行後、ＴＩＭＩＮＧ信号のＣＣＷ側のエッジ検出
ＣＷＬＳ／ＯＲＧ／
タイプ９
Ｐ．５０
工程を行います。
ＣＣＷＬＳ
タイプ４実行後、ＴＩＭＩＮＧ信号のＣＷ側エッジの検出
ＣＷＬＳ／ＯＲＧ／
タイプ１０
Ｐ．５０
工程を行います。
ＣＣＷＬＳ
タイプ５実行後、ＴＩＭＩＮＧ信号のＣＣＷ側エッジの検出
タイプ１１
ＣＷＬＳ／ＣＣＷＬＳ
Ｐ．５０
工程を行います。
タイプ６実行後、ＴＩＭＩＮＧ信号のＣＷ側エッジの検出
タイプ１２
ＣＷＬＳ／ＣＣＷＬＳ
Ｐ．５０
工程を行います。
※ 自動ステージのカタログ等を参照し、使用センサの確認をした後、原点復帰パターンのタイプを選択することをお薦めします。
推奨原点復帰方法

原点復帰タイプ ステージ型式
１、２、７、８
ＫＳ１０２、ＫＳ１０３、ＫＳ１１１、ＫＳ１１２、ＫＳ１２１、ＫＳ１２２
ＰＧシリーズ、ＫＸシリーズ、ＫＳ１０１、ＫＳ１６１、ＫＳ１６２、ＫＳ３３２、ＫＳ４０１、
３、４、９、１０ ＫＳ４０２、ＫＳ５０１-６０、ＫＧ０５、ＫＧ０７、ＫＧＢ０７、ＫＨ０６、ＫＨ０７、
ＫＳ３３２、ＫＳ４２１、ＫＳ４５１
５、６、１１、１２ ＫＳ５０１−４０、ＫＲ０４−Ｂ、ＫＲ０６−Ｂ※ ３センサステージは、１，２，７，８、 ４センサステージは３，４，９，１０では使用できません。
但し、ＰＧシリーズ、ＫＸシリーズ、ＫＧ０５、ＫＧ０７、ＫＧＢ０７、ＫＨ０６、ＫＨ０７は標準ケーブルを使用した場合３センサステージとなります。

44

原点復帰シーケンスは、下記のようになっています。
【タイプ０】
原点復帰を行いません。
【タイプ１】
ＣＣＷ方向に検出を行い、はじめにＮＯＲＧ信号のＣＷ側のエッジ（ａ点）検出工程を行い、次にＯＲＧ信号のＣＣＷ側のエッジ（ｂ点）検出工程を行います。
ＣＣＷＬＳ

ＣＷＬＳ

ａ点

＜近接原点検出工程＞
ＮＯＲＧ
Ｆ速度
Ｌ速度
SD
※

Ｌ速度

Ｆ速度
Ｌ速度

LD

※

開始位置３

Ｆ速度
Ｌ速度
SD
Ｌ速度

※ 実線は急停止設定時、点線は減速停止設定時の場合を表します。

Ｆ速度

開始位置５

Ｌ速度
SD
Ｌ速度

開始位置４

ｂ点
＜原点検出工程＞
ＯＲＧ

SD(ａ点検出時センサ OFF)

Ｌ速度
Ｌ速度

JD

ＪＯＧ

ｂ点

ＯＲＧ

SD
Ｌ速度

(ａ点検出時センサ ON)
JD

45

ＪＯＧ

開始位置１

開始位置２

【タイプ２】
ＣＷ方向に検出を行い、はじめにＮＯＲＧ信号のＣＣＷ側のエッジ（ａ点）検出工程を行い、次にＯＲＧ信号のＣＷ側のエッジ（ｂ点）検出工程を行います。

ＣＣＷＬＳ

ＣＷＬＳ

ａ点

＜近接原点検出工程＞
ＮＯＲＧ
Ｆ速度
Ｌ速度
開始位置２

SD
Ｌ速度

開始位置１

※

Ｆ速度
Ｌ速度
開始位置３

Ｆ速度
Ｌ速度
SD
Ｌ速度

※

LD

※ 実線は急停止設定時、点線は減速停止設定時の場合を表します。

Ｆ速度
Ｌ速度
SD
Ｌ速度

開始位置４

ｂ点
＜原点検出工程＞
ＯＲＧ(ａ点検出時センサ OFF)

SD

Ｌ速度
Ｌ速度

ＪＯＧ

JD
ｂ点

ＯＲＧ
(ａ点検出時センサ ON)

SD
Ｌ速度

ＪＯＧ

JD

46

開始位置５

【タイプ３】ＣＣＷ方向に検出を行い、ＯＲＧ信号のＣＣＷ側のエッジ（ａ点）検出工程を行います。
ＣＣＷＬＳ

ＣＷＬＳ

ａ点

＜原点検出工程＞
ＯＲＧ
Ｆ速度
Ｌ速度
SD

開始位置２

開始位置１

Ｌ速度
SD
Ｌ速度

JD
※

ＪＯＧ

Ｆ速度
Ｌ速度

LD

※

開始位置３

Ｆ速度

※ 実線は急停止設定時、点線は減速停止設定時の場合を表します。
JD

Ｌ速度
SD
Ｌ速度

ＪＯＧ

Ｆ速度
Ｌ速度
SD
Ｌ速度

開始位置４
JD

ＪＯＧ

【タイプ４】
ＣＷ方向に検出を行い、ＯＲＧ信号のＣＷ側のエッジ（ａ点）検出工程を行います。
ＣＣＷＬＳ

ＣＷＬＳ

ａ点

＜原点検出工程＞
ＯＲＧ
Ｆ速度
Ｌ速度
開始位置２

SD
Ｌ速度

開始位置１
SD

ＪＯＧ

Ｌ速度
JD
※

Ｆ速度
Ｌ速度
開始位置３

Ｆ速度
Ｌ速度
SD
Ｌ速度

ＪＯＧ

JD

※

LD

※ 実線は急停止設定時、点線は減速停止設定時の場合を表します。

Ｆ速度
Ｌ速度
SD
Ｌ速度

開始位置４

ＪＯＧ

47

JD

【タイプ５】ＣＣＷ方向に検出を行い、ＣＣＷＬＳ信号のＣＷ側のエッジ（ａ点）検出工程を行います。
ＣＷＬＳ

ＣＣＷＬＳ（ａ点）
ＣＣＷＬＳ

Ｆ速度
Ｌ速度
SD

Ｌ速度

開始位置１

開始位置２

SD
Ｌ速度
JD

ＪＯＧ

Ｆ速度

開始位置３
JD

Ｌ速度
SD
Ｌ速度
ＪＯＧ

【タイプ６】
ＣＷ方向に検出を行い、ＣＷＬＳ信号のＣＣＷ側のエッジ（ａ点）検出工程を行います。
ＣＣＷＬＳ

ＣＷＬＳ（ａ点）

ＣＷＬＳ
Ｆ速度

開始位置２

Ｌ速度
SD
Ｌ速度

開始位置１
SD
Ｌ速度
ＪＯＧ

JD

Ｆ速度
Ｌ速度
SD
Ｌ速度
ＪＯＧ

48

開始位置３
JD

【タイプ７】
タイプ１実行後、ＴＩＭＩＮＧ信号のＣＣＷ側のエッジ（ｃ点）検出工程を行います。

ＣＣＷＬＳ

ＣＷＬＳ

ｂ点

＜原点検出工程＞
ＯＲＧ

JD

ＪＯＧ
ｃ点

＜励磁ﾀｲﾐﾝｸﾞ検出工程＞
ＴＩＭＩＮＧ

JD

ＪＯＧ【タイプ８】
タイプ２実行後、ＴＩＭＩＮＧ信号のＣＷ側のエッジ（ｃ点）検出工程を行います。

ＣＣＷＬＳ

ＣＷＬＳ

ｂ点

＜原点検出工程＞
ＯＲＧ
ＪＯＧ

JD

ｃ点
＜励磁ﾀｲﾐﾝｸﾞ検出工程＞
ＴＩＭＩＮＧ
ＪＯＧ

49

JD

【タイプ９】タイプ３実行後、ＴＩＭＩＮＧ信号のＣＣＷ側のエッジ検出工程を行います。
【タイプ１０】
タイプ４実行後、ＴＩＭＩＮＧ信号のＣＷ側のエッジ検出工程を行います。
【タイプ１１】
タイプ５実行後、ＴＩＭＩＮＧ信号のＣＣＷ側のエッジ検出工程を行います。
【タイプ１２】
タイプ６実行後、ＴＩＭＩＮＧ信号のＣＷ側のエッジ検出工程を行います。
○
●
Ｆ速度
Ｌ速度
ＪＤ（ＪＯＧ）
ＬＤ
ＳＤ

検出開始位置
検出完了位置
駆動速度（設定スピード）
起動速度（設定スピード）
検出ＪＯＧ間隔（ＪＤ＝Ｌ速度）
リミット検出停止時間３００ｍｓｅｃ
センサ検出停止時間３００ｍｓｅｃ

50

３．２．４．２ 機械リミットセンサ入力論理設定画面
メモリスイッチ設定画面（３．２．４節参照）の時、カーソルをテンキーの２、４、６、８により、LSに合わせます。
次に ENTER を押すと次のような機械リミットセンサ入力論理設定画面が表示されます。
※ 機械リミットセンサを検出した場合は急停止または減速停止します（３．２．４．７節参照）。
＜ Ｌ
→ Ｘ
Ｙ
Ｚ

Ｉ

カーソル

軸

Ｍ Ｉ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

Ｔ

カーソル

Ｓ Ｅ

Ｎ Ｓ Ｏ Ｒ

Ｔ

Ｙ

Ｐ

Ｅ

＞

設定データ

設定データの入力論理は、以下のようになっています。
設定データ

内容

A

入力論理はノーマルオープン（Ａ接点）です。
入力論理はノーマルクローズ（Ｂ接点）です。
※ 当社の自動ステージ接続の場合はこの設定になります。

B

機械リミットセンサ入力論理の設定は、下記の設定手順により行います。
〜設定手順〜① カーソルをテンキーの２、８により、設定を行う軸にカーソルを合わせます。
※ カーソルが軸の位置にあるとき、ESC を押すとメモリスイッチ設定画面に戻ります。
② ＥNTER を押して決定します。（カーソルが設定データの前に移動します。）※ カーソルを軸に戻すには ESC または ENTER を押します。
③ テンキーの２、８により入力論理の設定（Ａ／Ｂ）を選択します。（デフォルト：B）※ 入力にミスがあった場合、ESC により修正します。
④ ENTER を押すと設定データを登録し、カーソルを軸に戻します。
※ 他の軸を続けて入力する場合には①に戻ります。

51

３．２．４．３ 原点センサ入力論理設定画面
メモリスイッチ設定画面（３．２．４節参照）の時、カーソルをテンキーの２、４、６、８により、ORGに合わせます。
次に ENTER を押すと次のような原点センサ入力論理設定画面が表示されます。
＜ Ｏ Ｒ Ｇ
→ Ｘ
Ｂ
Ｙ
Ｂ
Ｚ
Ｂ

カーソル

軸

Ｓ Ｅ

カーソル

Ｎ Ｓ

Ｏ Ｒ

Ｔ

Ｙ

Ｐ

Ｅ

＞

設定データ

※ 設定データの入力論理は、機械リミットセンサ入力論理設定と同様です。
（３．２．４．２節参照）※ 原点センサ入力論理の設定は、機械リミットセンサ入力論理設定の設定手順と同様です。
３．２．４．４ 近接原点センサ入力論理設定画面
メモリスイッチ設定画面（３．２．４節参照）の時、カーソルをテンキーの２、４、６、８により、NORGに合わせます。
次に ENTER を押すと次のような近接原点センサ入力論理設定画面が表示されます。
＜ Ｎ Ｏ Ｒ Ｇ
→ Ｘ
Ｂ
Ｙ
Ｂ
Ｚ
Ｂ

カーソル

軸

カーソル

Ｓ Ｅ

Ｎ Ｓ Ｏ Ｒ

Ｔ

Ｙ

Ｐ

Ｅ

＞

設定データ

※ 設定データの入力論理は、機械リミットセンサ入力論理設定と同様です。
（３．２．４．２節参照）※ 近接原点センサ入力論理の設定は、機械リミットセンサ入力論理設定の設定手順と同様です。

52

３．２．４．５ 動作方向制御設定画面
メモリスイッチ設定画面（３．２．４節参照）の時、カーソルをテンキーの２、４、６、８により、
DRDIR に合わせます。
次に ENTER を押すと次のような動作方向制御設定画面が表示されます。
※ モータの回転を反転させることが出来ます。
ＰＯＳＩＴＩＶＥは通常の回転方向ですが、ＮＥＧＡＴＩＶＥに設定すると回転が逆になります。
【ＰＯＳＩＴＩＶＥについて】
ＣＷ指令
ＣＷ
ＣＷＬＳ
カウンター値 （＋）

ＣＣＷ指令
ＣＣＷ
ＣＣＷＬＳ
（−）

ＣＷ指令によりモータは、ＣＷ方向に回転し、カウンターはカウントアップ、ＣＷＬＳで停止。
ＣＣＷ指令によりモータは、ＣＣＷ方向に回転し、カウンターはカウントダウン、ＣＣＷＬＳで停止。
【ＮＥＧＡＴＩＶＥについて】
ＣＷ指令

ＣＣＷ指令
ＣＷ

ＣＣＷ
ＣＷＬＳ

ＣＣＷＬＳ

カウンター値 （−）（＋）

ＣＷ指令によりモータは、ＣＣＷ方向に回転し、カウンターはカウントアップ、ＣＣＷＬＳで停止。
ＣＣＷ指令によりモータは、ＣＷ方向に回転し、カウンターはカウントダウン、ＣＷＬＳで停止。
＜ Ｄ Ｒ
→ Ｘ
Ｐ
Ｙ
Ｐ
Ｚ
Ｐ

Ｉ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

Ｖ
Ｓ
Ｓ
Ｓ

Ｅ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

Ｔ
Ｔ
Ｔ

Ｄ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｖ
Ｖ
Ｖ

Ｒ Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ

Ｃ Ｔ

Ｉ

Ｏ Ｎ ＞

カーソル 軸カーソル
設定データ
動作方向制御の設定は、下記の設定手順により行います。
〜設定手順〜① カーソルをテンキーの２、８により、設定を行う軸にカーソルを合わせます。
※ カーソルが軸の位置にあるとき、ESC を押すとメモリスイッチ設定画面に戻ります。
② ＥNTER を押して決定します。（カーソルが設定データの前に移動します。）※ カーソルを軸に戻すには ESC または ENTER を押します。
③ テンキーの２、８により動作方向制御の設定（ＰＯＳＩＴＩＶＥ／ＮＥＧＡＴＩＶＥ）を選択します。
（デフォルト：ＰＯＳＩＴＩＶＥ）※ 入力にミスがあった場合、ESC により修正します。
④ ENTER を押すと設定データを登録し、カーソルを軸に戻します。
※ 他の軸を続けて入力する場合には①に戻ります。

53

３．２．４．６ テンキー駆動軸設定画面
メイン画面がＣＯＮＴＩＮＵＥあるいは、ＳＴＥＰのいずれかのモードのとき、テンキーを使用して自動ステージを駆動することが出来ます。
メモリスイッチ設定画面（３．２．４節参照）の時、カーソルをテンキーの２、４、６、８により、TenKeyDR に合わせます。
次に ENTER を押すと次のようなテンキー駆動軸設定画面が表示されます。
＜ Ｔ
→ Ｘ
Ｘ

Ｅ
Ｙ
Ｙ

Ｎ
Ｚ ４
Ｚ ２

設定項目
カーソル

Ｋ Ｅ
６
８

Ｙ
Ｘ
Ｎ

Ｄ Ｒ Ｉ
Ｕ Ｖ
Ｕ Ｖ

設定データ
カーソル
カーソル

設定項目

Ｖ Ｅ
Ｗ ４
Ｗ ２

設定項目

６
８

Ｓ Ｅ Ｔ
Ｕ
Ｖ

＞

設定データ
カーソル

内容

ＸＹＺ４６

テンキーの４（ＣＷ方向）、６（ＣＣＷ方向）を使用して自動ステージの駆動を行います。
設定データ
Ｎ ： どの軸も選択されません。（デフォルト）
Ｘ ： Ｘ軸をテンキーの４、６を使用して自動ステージの駆動を行います。
Ｙ ： Ｙ軸をテンキーの４、６を使用して自動ステージの駆動を行います。
Ｚ ： Ｚ軸をテンキーの４、６を使用して自動ステージの駆動を行います。

ＸＹＺ２８

テンキーの８（ＣＷ方向）、２（ＣＣＷ方向）を使用して自動ステージの駆動を行います。
設定データ
Ｎ ： どの軸も選択されません。（デフォルト）
Ｘ ： Ｘ軸をテンキーの８、２を使用して自動ステージの駆動を行います。
Ｙ ： Ｙ軸をテンキーの８、２を使用して自動ステージの駆動を行います。
Ｚ ： Ｚ軸をテンキーの８、２を使用して自動ステージの駆動を行います。

ＵＶＷ４６

テンキーの４（ＣＷ方向）、６（ＣＣＷ方向）を使用して自動ステージの駆動を行います。
設定データ
Ｎ ： どの軸も選択されません。（デフォルト）Ｕ ： Ｕ軸をテンキーの４、６を使用して自動ステージの駆動を行います。
Ｖ ： Ｖ軸をテンキーの４、６を使用して自動ステージの駆動を行います。
Ｗ ： Ｗ軸をテンキーの４、６を使用して自動ステージの駆動を行います。

ＵＶＷ２８

テンキーの８（ＣＷ方向）、２（ＣＣＷ方向）を使用して自動ステージの駆動を行います。
設定データ
Ｎ ： どの軸も選択されません。（デフォルト）Ｕ ： Ｕ軸をテンキーの８、２を使用して自動ステージの駆動を行います。
Ｖ ： Ｖ軸をテンキーの８、２を使用して自動ステージの駆動を行います。
Ｗ ： Ｗ軸をテンキーの８、２を使用して自動ステージの駆動を行います。

※ ＸＹＺとＵＶＷの切り替えは、⇔にて行います。

54

テンキー駆動軸の設定は、下記の設定手順により行います。
〜設定手順〜① カーソルをテンキーの２、４，６、８により、設定変更を行う設定項目にカーソルを合わせます。
※ カーソルが軸の設定項目にあるとき、ESC を押すとメモリスイッチ設定画面に戻ります。
② ＥNTER を押して決定します。（カーソルが設定データの前に移動します。）※ カーソルを設定項目に戻すには ESC または ENTER を押します。
③ テンキーの２、８によりテンキー駆動軸の設定（Ｎ／Ｘ／Ｙ／Ｚ）を選択します。（デフォルト：Ｎ）※ 入力にミスがあった場合、ESC により修正します。
④ ENTER を押すと設定データを登録し、カーソルを設定項目に戻します。
※ 他の設定項目を続けて入力する場合には①に戻ります。
３．２．４．７ 停止処理設定画面
メモリスイッチ設定画面（３．２．４節参照）の時、カーソルをテンキーの２、４、６、８により、
ＳｔｏｐＴＹＰＥに合わせます。
次に ENTER を押すと次のような停止処理設定画面が表示されます。

→ Ｘ
Ｙ
Ｚ

カーソル

＜ Ｓ Ｔ
０
０
０

軸

Ｏ Ｐ

カーソル

Ｔ

Ｙ

Ｐ

Ｅ

Ｓ Ｅ

Ｔ

＞

設定データ

設定データの入力は、以下のようになっています。
設定データ

０
１

内容
モータ停止時の処理を急停止とします。
モータ停止時の処理を減速停止とします※。

※ 高速駆動時は減速停止を選択することにより、停止時のモータの脱調を防ぎ自動ステージの位置ずれを防ぐことができます。
※ 減速停止を選択すると、SpeedTable の加減速レートの値で減速します。
※ 減速停止を選択すると下記の動作のとき減速停止を行います。
・ハンディターミナルの＜CONTINUE MODE＞で駆動し、駆動ボタンを離して停止するとき・ハンディターミナルの STOP ボタンを押して停止するとき・リミットを検知して停止するとき・原点復帰タイプ１，２，３，４，７，８，９，１０の工程でリミットを検出したとき・ソフトウェアリミットで停止するとき
停止処理の設定は、次ページの設定手順により行います。

55

〜設定手順〜① カーソルをテンキーの２、４，６、８により、設定変更を行う設定項目にカーソルを合わせます。
※ カーソルが軸の設定項目にあるとき、ESC を押すとメモリスイッチ設定画面に戻ります。
② ENTER を押して決定します。（カーソルが設定データの前に移動します。）※ カーソルを設定項目に戻すには ESC または ENTER を押します。
③ テンキーの２、８により停止処理の設定（０／１）を選択します。（デフォルト：０）※ 入力にミスがあった場合、ESC により修正します。
④ ENTER を押すと設定データを登録し、カーソルを設定項目に戻します。
※ 他の設定項目を続けて入力する場合には①に戻ります。
注意 ： 「減速停止」を選択され高速駆動をされる場合、加減速時間が長過ぎるとリミットを検出した後のオーバーランが大きくなり、メカストッパに当たってしまう場合があります。この場合、加減速時間を短くするか、または「急停止」を選択しメカストッパに当たらないようにして下さい。自動ステージ破損の原因となります。
３．２．４．８ 原点復帰時０リセット設定画面
メモリスイッチ設定画面（３．２．４節参照）の時、カーソルをテンキーの２、４、６、８により、０Ｒｅｓｅｔに合わせます。
次に ENTER を押すと次のような原点復帰時０リセット設定画面が表示されます。
＜ ０
→ Ｘ
Ｙ
Ｚ

カーソル

Ｒ Ｅ

Ｓ Ｅ

Ｔ

Ｓ Ｅ

Ｔ

＞

０
０
０

軸

カーソル

設定データ

設定データの入力は、以下のようになっています。
設定データ

０
１

内容
原点復帰完了時に０リセットする。
原点復帰完了時に０リセットしない。

原点復帰時０リセットの設定は、次ページの設定手順により行います。

56

〜設定手順〜① カーソルをテンキーの２、４，６、８により、設定変更を行う設定項目にカーソルを合わせます。
※ カーソルが軸の設定項目にあるとき、ESC を押すとメモリスイッチ設定画面に戻ります。
② ENTER を押して決定します。（カーソルが設定データの前に移動します。）※ カーソルを設定項目に戻すには ESC または ENTER を押します。
③ テンキーの２、８により原点復帰時０リセットの設定（０／１）を選択します。（デフォルト：０）※ 入力にミスがあった場合、ESC により修正します。
④ ENTER を押すと設定データを登録し、カーソルを設定項目に戻します。
※ 他の設定項目を続けて入力する場合には①に戻ります。

3.3. その他の機能
表示画面がメイン画面、全ての軸が停止中、動作モードがＲＥＭＯＴＥモード以外の時、現在位置ポジ
ションの変更、パラメータおよびメモリスイッチの初期化（出荷時の設定に戻します。）を行うことが出来ます。

3.3.1.

現在位置ポジションの変更

表示画面がメイン画面、全ての軸が停止中、動作モードがＲＥＭＯＴＥモード以外の時、現在位置の変更を行いたい軸の軸指定ボタン（Ｘ／Ｕ、Ｙ／Ｖ、Ｚ／Ｗのいずれか）を押しながら・を押すことにより現在位置ポジションの変更を行うことが出来ます。
※ 外部インターフェイスよりコマンドを受け付けても動作モードをＲＥＭＯＴＥモードに切り替えません。
※ 本画面での各軸の駆動はできません。
※ 本器の電源を切ると現在位置が０（クリア）されます。
現在位置ポジションの変更は、次ページの手順により行います。

57

〜変更手順〜① 変更する軸の軸指定キー（X/U、Y/V、Z/W）を押しながら・を押します。
※ 変更する軸のポジション表示の前にカーソルが表示され変更可能な状態となります。
＜ Ｃ
Ｘ
Ｙ
Ｚ

Ｏ

Ｎ

Ｔ

Ｉ

Ｎ

Ｕ

Ｅ

→
−
− １

制御軸

２

カーソル

３

１
４

２
５

３
．

．
６

４
７

０
５
８

Ｍ
Ｐ
ｕ
ｍ

Ｏ Ｄ
Ｌ Ｓ
ｍ
ｒ ａ

Ｅ

＞

ｄ

０
１
２

現在位置（ポジション）※ カーソルを消し元の動作モードに戻るには、ESC または ENTER を押します。
② 設定データをテンキーより入力します。
設定範囲は−９９９９９９９９〜９９９９９９９９、−９．９９９９９９９〜９．９９９９９９９です。
表示単位は表示単位設定パラメータ（３．２．３．１節参照）により選択されます。
③ ENTER を押すと設定データを登録し、カーソルを消し元の状態に戻ります。
※ 設定データが１パルス移動量（ｒｅｓｏｌｕｔ）の倍数でない場合、データを補正します。
ｋ＝設定データ÷１パルス移動量（ｒｅｓｏｌｕｔ）（ｋの小数点以下は切り捨て）
補正値＝ｋ×１パルス移動量（ｒｅｓｏｌｕｔ）※ 設定データの入力および修正については、下記のようになります。
・ データの入力が行われていない場合
BS

機能しません。

CLR

機能しません。

ESC

カーソルを消し元の動作モードに戻します。

・ データの入力がテンキーより行われた場合
BS直前に入力された１文字を消します。

CLR

数値を０にします。

ESC

データを元の状態に戻します。

58

3.3.2.

パラメータおよびメモリスイッチの初期化

表示画面がメイン画面、全ての軸が停止中、動作モードがＲＥＭＯＴＥモード以外の時、パラメータおよびメモリスイッチの初期化（出荷時の設定に戻します）を行うことが出来ます。
パラメータおよびメモリスイッチの初期化は、下記の手順により行います。
〜手順〜① STOP を押しながら ENTER を押します。
※ メイン画面から初期化画面に表示が切り替わります。
P

A

R

A

D
Ｖ

２
Ｅ

０ ０
Ｒ １

M E

T

．

１

１

E

R

I

N

I

Ｔ

I

Ｄ ２
Ｖ Ｅ

ハンディターミナルのＲＯＭバージョン

A

L

I

Z

E

５ ０
Ｒ １

．

０

６

コントローラのＲＯＭバージョン② STOP を押しながら ENTER を５秒以上押し続けます。
※ ５秒以内で手を離した場合は、メニュー画面に戻してから、再び①からやり直して下さい。
※ 初期設定が終了すると、”ＦＩＮ”が表示されます。
P

A

R

A

D
Ｖ

２
Ｅ

０ ０
Ｒ １

M E
Ｆ

T
Ｉ

．

１

１

E R
Ｎ

I

N

I

Ｔ

I

Ｄ ２
Ｖ Ｅ

A

L

I

Z

E

５ ０
Ｒ １

．

０

６

③ MODE もしくは MENU または ORG を押すと、メニュー画面に戻ります。
注意 ： 初期化した後は１度電源を切り、電源を再投入して下さい。

59

4.

ＲＥＭＯＴＥモード
本器は、ＧＰ−ＩＢあるいは、ＲＳ２３２Ｃにより制御を行うことができます。
【本器がＤ２００ハンディターミナルと接続されていない場合】
・ 常時、ＲＥＭＯＴＥモードとなります。
【本器がＤ２００ハンディターミナルと接続されている場合】
・ Ｄ２００ハンディターミナルの画面がメイン画面表示中で、全ての軸が停止状態の時、いずれかのコマンドを受け付けるとＲＥＭＯＴＥモードになります。
・ メイン画面表示中以外または、一つでも動作中の軸がある時に、コマンドを受信した場合、標準
イベントステータスレジスタ（ＳＥＳＲ）のＢＩＴ３ ＤＤＥ（Ｄｅｖｉｃｅ−ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ Error）をセットとし、コマンドは無視します。
・ Ｄ２００ハンディターミナルがＲＥＭＯＴＥモードのとき、ＭＯＤＥあるいは、ＯＲＧが押されると
ＲＥＭＯＴＥモードに切り替わる直前の動作モードになります。
※ Ｄ２００ハンディターミナルがＲＥＭＯＴＥモードの時、Ｄ２００ハンディターミナルの非常停止
ボタン、ＭＯＤＥ、ＯＲＧ、バックライトのＯＮ／ＯＦＦスイッチ、ＳＴＯＰ以外の操作を無効となります。（ＳＴＯＰは、自動ステージ駆動中のみ有効）

4.1. 通信コマンドの仕様
4.1.1. コマンドの種類
コマンド
内容
動作指令コマンド
動作指令を行うコマンドで、駆動コマンド、停止コマンド等があります。
データ設定コマンド データ設定するコマンドで、パラメータ、メモリスイッチ等の設定を行います。
※ 自動ステージが動作中の場合、無効となります。
問い合わせコマンド 設定したデータまたは、コントローラの状態を読み込むためのコマンドです。
※ 全ての状態で有効です。
4.1.2.

通信データ

通信データは、ＧＰ−ＩＢのサービスリクエストによるステータスバイトレジスタ以外は、全てアスキー
コードです。
ＧＰ−ＩＢインターフェイスの場合、コントローラから上位（パソコン）に対しサービスリクエストを行い、シリアルポーリングにて、ステータスバイトレジスタの内容を送信します。
ステータスバイトレジスタは１バイトのバイナリデータとなります。

60

4.1.3.

デリミタ

コマンド及び応答データの最終にはデリミタが付きます。
インターフェイス デリミタ
ＲＳ２３２Ｃ
ＣＲ（Ｈｅｘ ０Ｄ）固定
ＧＰ−ＩＢ
ディップスイッチ（２．２節参照）にて選択します。
ＥＯＩ信号（※）は全ての設定時に出力します。
ＣＲＬＦ
ＣＲ（Ｈｅｘ ０Ｄ）ＬＦ（Ｈｅｘ ０Ａ）＋ＥＯＩ
なし
ＥＯＩ
ＣＲ
ＣＲ（Ｈｅｘ ０Ｄ）＋ＥＯＩ
ＬＦ
ＬＦ（Ｈｅｘ ０Ａ）＋ＥＯＩ※ ＥＯＩ信号にて、コマンド受信完了と判断します。選択されたデリミタより受信した文字列の有効範囲を判断します。選択されたデリミタがＣＲＬＦの場合、受信した文字列の後ろ２文字
は、データとはしません。従って、パソコン側のデリミタがＣＲで、コントローラ側のデリミタ
がＣＲＬＦの場合に、コマンド受信した場合、ＣＲの前の１文字は捨てられます。

4.1.4.

無効コマンドコマンドの文法エラー、データが設定範囲外、設定軸が動作中の場合、コマンドは無視します。
エラー内容は標準イベントステータスレジスタ（ＳＥＳＲ）に記憶されます。
＊ＥＳＲ？コマンドにてエラー内容を確認出来ます。
・ 設定軸が動作中 ： ＢＩＴ３ ＤＤＥ（Ｄｅｖｉｃｅ−ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ Error） → デバイス固有エラー
・ 設定範囲外： ＢＩＴ４ ＥＸＥ（Ｅｘｅｃｕｔion Error） → 実行時エラー

・ 文法エラー

： ＢＩＴ５ ＣＭＥ（Ｃｏｍｍａｎｄ Error） → コマンドエラー※ 連結されたコマンドの中に、上記のエラーがあった場合も、エラー内容を標準イベント
ステータスレジスタ（ＳＥＳＲ）に記憶し、連結されたコマンド全てを無視します。

4.2. コマンド内容
・

コマンド中の□は設定データを表します。

・

コマンド中の＿はスペースを表します。

・

コマンド中の：はコマンドを連結する場合に付加します。

・

コマンドは、大文字・小文字ともに可能とします。（混在可能です。）

・

記載されているコマンドの小文字表記部は省略可能です。

61

【コマンド一覧】種類
軸

パラメータ設定

コマンド
AXIs□（または、AXI□）:CWSoftLimitEnable̲□（または、:CWSLE̲□）:CWSoftLimitPoint̲□（または、:CWSLP̲□）:CCWSoftLimitEnable̲□（または、:CCWSLE̲□）:CCWSoftLimitPoint̲□（または、:CCWSLP̲□）:DRiverDIVision̲□（または、:DRDIV̲□）:HOMEPosition̲□（または、:HOMEP̲□）:POSition̲□（または、:POS̲□）:PULSe̲□（または、:PULS̲□）:SELectSPeed̲□（または、:SELSP̲□）＜データ＞
1〜6 または、
X、Y、Z、U、V、W
0〜1-99999999〜99999999、-9.9999999〜9.9999999
0〜1-99999999〜99999999、-9.9999999〜9.9999999
0〜15-99999999〜99999999、-9.9999999〜9.9999999-99999999〜99999999、-9.9999999〜9.9999999
0.0000001〜99999999
0〜9:STANDARDresolution̲□（または、:STANDARD̲□）

0.0000001〜99999999:UNIT̲□0〜4 または、PULSe、
UM、MM、DEG、MRAD

メモリスイッチ設定:MEMorySWitch0̲□（または、:MEMSW0̲□）:MEMorySWitch1̲□（または、:MEMSW1̲□）:MEMorySWitch2̲□（または、:MEMSW2̲□）:MEMorySWitch3̲□（または、:MEMSW3̲□）:MEMorySWitch5̲□（または、:MEMSW5̲□）:MEMorySWitch6̲□（または、:MEMSW6̲□）:MEMorySWitch7̲□（または、:MEMSW7̲□）

0〜12
0〜1
0〜1
0〜1
0〜1
0〜1
0〜1

62

参照箇所／備考
４．２．１節軸指定
４．２．２．１節
CW 側ソフトリミット設定
４．２．２．２節
CW 側ソフトリミット値設定
４．２．２．３節
CCW 側ソフトリミット設定
４．２．２．４節
CCW 側ソフトリミット値設定
４．２．２．５節
モータドライバ分割数設定
４．２．２．６節
ホームポジション値設定
４．２．２．７節
現在位置設定４．２．２．８節
定パルス移動量設定
４．２．２．９節
速度テーブル設定
４．２．２．１０節
フルステップ時の１パルス
移動量設定
４．２．２．１１節
表示単位設定４．２．３．１節
メモリスイッチ０設定
４．２．３．２節
メモリスイッチ１設定
４．２．３．３節
メモリスイッチ２設定
４．２．３．４節
メモリスイッチ３設定
４．２．３．５節
メモリスイッチ５設定
４．２．３．６節
メモリスイッチ６設定
４．２．３．７節
メモリスイッチ７設定

種類

速度テーブル設定
駆動

コマンド
Lspeed0̲□ （または、L0̲□）
Fspeed0̲□ （または、F0̲□）
Rate0̲□ （または、R0̲□）
Lspeed1̲□ （または、L1̲□）
Fspeed1̲□ （または、F1̲□）
Rate1̲□ （または、R1̲□）
Lspeed2̲□ （または、L2̲□）
Fspeed2̲□ （または、F2̲□）Rate2̲□ （または、R2̲□）
Lspeed3̲□ （または、L3̲□）
Fspeed3̲□ （または、F3̲□）
Rate3̲□ （または、R3̲□）
Lspeed4̲□ （または、L4̲□）
Fspeed4̲□ （または、F4̲□）
Rate4̲□ （または、R4̲□）
Lspeed5̲□ （または、L5̲□）
Fspeed5̲□ （または、F5̲□）
Rate5̲□ （または、R5̲□）
Lspeed6̲□ （または、L6̲□）
Fspeed6̲□ （または、F6̲□）
Rate6̲□ （または、R6̲□）
Lspeed7̲□ （または、L7̲□）
Fspeed7̲□ （または、F7̲□）Rate7̲□ （または、R7̲□）
Lspeed8̲□ （または、L8̲□）
Fspeed8̲□ （または、F8̲□）
Rate8̲□ （または、R8̲□）
Lspeed9̲□ （または、L9̲□）
Fspeed9̲□ （または、F9̲□）
Rate9̲□ （または、R9̲□）:GO̲□（または、:GO̲□）:GOABSolute̲□（または、:GOABS̲□）

停止:STOP̲□
STOP̲□＜データ＞
1〜9999
1〜999999
1〜9999
1〜9999
1〜999999
1〜9999
1〜9999
1〜999999
1〜9999
1〜9999
1〜999999
1〜9999
1〜9999
1〜999999
1〜9999
1〜9999
1〜999999
1〜9999
1〜9999
1〜999999
1〜9999
1〜9999
1〜999999
1〜9999
1〜9999
1〜999999
1〜9999
1〜9999
1〜999999
1〜99990〜3 または、
CW、CCW、ORG、HOME-99999999〜99999999、-9.9999999〜9.9999999
0〜1 または、
Emergency、Reduction
0〜1 または、
Emergency、Reduction

63

参照箇所／備考

４．２．４節起動速度（Lspeed）、駆動速度（Fspeed）、
加減速レート（Rate）設定

４．２．５．１節駆動コマンド
４．２．５．２節
絶対位置駆動コマンド
４．２．６節停止コマンド種類

コマンド:CWSoftLimitEnable?
（または、:CWSLE?）:CWSoftLimitPoint?
（または、:CWSLP?）:CCWSoftLimitEnable?
（または、:CCWSLE?）:CCWSoftLimitPoint?
（または、:CCWSLP?）

パラメータ設定値要求:DRiverDIVision?
（または、:DRDIV?）:HOMEPosition?
（または、:HOMEP?）:POSition?
（または、:POS?）:PULSe?
（または、:PULS?）:RESOLUTion？
（または、: :RESOLUT?）:SELectSPeed?
（または、:SELSP?）＜応答データ＞
0〜1-99999999〜99999999、-9.9999999〜9.9999999
0〜1-99999999〜99999999、-9.9999999〜9.9999999
0〜15-99999999〜99999999、-9.9999999〜9.9999999-99999999〜99999999、-9.9999999〜9.9999999
0.0000001〜99999999
0.0000001〜99999999
0〜9:STANDARDresolution?
（または、:STANDARD?）

0.0000001〜99999999:UNIT?

0〜4

メモリスイッチ設定値要求:MEMorySWitch0?
（または、:MEMSW0?）:MEMorySWitch1?
（または、:MEMSW1?）:MEMorySWitch2?
（または、:MEMSW2?）:MEMorySWitch3?
（または、:MEMSW3?）:MEMorySWitch5?
（または、:MEMSW5?）:MEMorySWitch6?
（または、:MEMSW6?）:MEMorySWitch7?
（または、:MEMSW7?）

0〜12
0〜1
0〜1
0〜1
0〜1
0〜1
0〜1

64

参照箇所／備考
４．２．７．１節
CW 側ソフトリミット設定値要求
４．２．７．２節
CW 側ソフトリミット値要求
４．２．７．３節
CCW 側ソフトリミット設定値要求
４．２．７．４節
CCW 側ソフトリミット値要求
４．２．７．５節
モータドライバ分割数設定値
要求４．２．７．６節
ホームポジション設定値要求
４．２．７．７節
現在位置要求４．２．７．８節
定パルス移動量設定値要求
４．２．７．９節
１パルス移動量要求４．２．７．１０節
速度テーブル設定要求
４．２．７．１１節
フルステップ時の１パルス移動
量設定値要求４．２．７．１２節
表示単位設定値要求
４．２．８．１節
メモリスイッチ０設定値要求
４．２．８．２節
メモリスイッチ１設定値要求
４．２．８．３節
メモリスイッチ２設定値要求
４．２．８．４節
メモリスイッチ３設定値要求
４．２．８．５節
メモリスイッチ５設定値要求
４．２．８．６節
メモリスイッチ６設定値要求
４．２．８．７節
メモリスイッチ７設定値要求

種類

速度テーブル設定値要求

コマンド
Lspeed0? （または、L0?）
Fspeed0? （または、F0?）
Rate0? （または、R0?）
Lspeed1? （または、L1?）
Fspeed1? （または、F1?）
Rate1? （または、R1?）
Lspeed2? （または、L2?）
Fspeed2? （または、F2?）
Rate2? （または、R2?）
Lspeed3? （または、L3?）
Fspeed3? （または、F3?）
Rate3? （または、R3?）
Lspeed4? （または、L4?）
Fspeed4? （または、F4?）
Rate4? （または、R4?）
Lspeed5? （または、L5?）
Fspeed5? （または、F5?）
Rate5? （または、R5?）
Lspeed6? （または、L6?）
Fspeed6? （または、F6?）
Rate6? （または、R6?）
Lspeed7? （または、L7?）
Fspeed7? （または、F7?）
Rate7? （または、R7?）
Lspeed8? （または、L8?）
Fspeed8? （または、F8?）
Rate8? （または、R8?）
Lspeed9? （または、L9?）
Fspeed9? （または、F9?）
Rate9? （または、R9?）＜応答データ＞
1〜9999
1〜999999
1〜9999
1〜9999
1〜999999
1〜9999
1〜9999
1〜999999
1〜9999
1〜9999
1〜999999
1〜9999
1〜9999
1〜999999
1〜9999
1〜9999
1〜999999
1〜9999
1〜9999
1〜999999
1〜9999
1〜9999
1〜999999
1〜9999
1〜9999
1〜999999
1〜9999
1〜9999
1〜999999
1〜999965

参照箇所／備考

４．２．９節起動速度（Lspeed）、駆動速度（Fspeed）、
加減速レート（Rate）設定値
要求

種類

コマンド
:COURSE?
:CWSoftLimitSET?
（または、:CWSLSET?）:CCWSoftLimitSET?
（または、:CCWSLSET?）:DISCONtinue?
（または、:DISCON?）:DRiverTYPE?
（または、:DRTYPE?）＜応答データ＞
0〜1
0〜1
0〜1
0〜1
0〜1

ステータス要求:HOME?

0〜1:LIMIT?

0〜3:MOTION？

0〜1:ORiGin?
（または、:ORG?）

0〜1:READY?

0〜1:SoftLIMIT?
（または、:SLIMIT?）

0〜3:StatusBinary1?
（または、:SB1?）:StatusBinary2?
（または、:SB2?）:StatusBinary3?
（または、:SB3?）

１バイトバイナリコードを
10 進数のアスキーコードに変換したもの
１バイトバイナリコードを
10 進数のアスキーコードに変換したもの
１バイトバイナリコードを
10 進数のアスキーコードに変換したもの

参照箇所／備考
４．２．１０．１節
動作方向ステータス
４．２．１０．２節
CW 側ソフトリミットステータス
４．２．１０．３節
CCW 側ソフトリミットステータス
４．２．１０．４節
途中停止ステータス
４．２．１０．５節
ドライバタイプステータス
４．２．１０．６節
ホームポジション検出ステータス
４．２．１０．７節
機械リミットセンサ検出ステータス
４．２．１０．８節
動作中ステータス
４．２．１０．９節
原点検出ステータス
４．２．１０．１０節
軸選択可能ステータス
４．２．１０．１１節
ソフトリミット検出ステータス
４．２．１０．１２節
ステータス１要求
４．２．１０．１３節
ステータス２要求
４．２．１０．１４節
ステータス２要求

CONTrolAxis?
（または、CONTA?）

１〜６

４．２．１０．１５節
制御軸数ステータス

MOTIONAll?
（または、MOTIONA?）

１バイトバイナリコードを
10 進数のアスキーコードに変換したもの

４．２．１０．１６節
全軸の動作中ステータス66

4.2.1.

軸指定コマンド ： ＡＸＩｓ＜データ＞

各軸のパラメータ／メモリスイッチの設定、駆動、停止、パラメータ／メモリスイッチを設定値の要求、ステータスの要求を行うときに軸指定コマンドを使用して軸の指定を行います。
※ 軸指定コマンドを受け付けると、以降、次の軸指定コマンドを受け付けるまで、その軸をコマンド処理します。
コマンド
コマンド内容
＜データ＞
AXIs□
軸指定コマンド
１〜６ または、（または、AXI□）
Ｘ、Y、Ｚ、Ｕ、Ｖ、W※ コマンドと設定データ間のスペースは不要です。
※ データ内容は、次のようになっています。
＜データ＞
内容
１（または、X） Ｘ軸を指定
２（または、Y） Ｙ軸を指定
３（または、Z）
Ｚ軸を指定
４（または、U） Ｕ軸を指定
５（または、V） Ｖ軸を指定
６（または、W） Ｗ軸を指定

4.2.2.

パラメータ設定コマンド

ＣＷ・ＣＣＷ側のソフトリミット、モータドライバの分割数、ホームポジション値、現在位置、定パルス
移動量、速度テーブル、フルステップ時の１パルス移動量、表示単位の各設定を行います。
※ 軸指定コマンド、パラメータ設定コマンド、駆動コマンドの連結が可能です。
※ コマンドの連結には：（コロン）が必要です。
※ コマンドの連結を行う場合、必ず先頭から軸指定コマンド：パラメータ設定コマンド：
駆動コマンドの順で構成して下さい。
※ 軸指定コマンドがない場合、以前に送られた軸指定コマンドを有効とします。
※ 電源投入時はＸ軸を指定しています。
パラメータ設定コマンドは、下記のように構成されます。
・軸を指定してパラメータのみ設定する場合
軸指定コマンド＜データ＞：パラメータ設定コマンド＿＜データ＞

・軸を指定してパラメータを一度に複数設定する場合
軸指定コマンド＜データ＞：パラメータ設定コマンド＿＜データ＞：・・・：パラメータ設定
コマンド＿＜データ＞

・軸を指定してパラメータを設定し駆動させる場合
軸指定コマンド＜データ＞：パラメータ設定コマンド＿＜データ＞：駆動コマンド＿＜データ＞

67

４．２．２．１ ＣＷＳｏｆｔＬｉｍｉｔＥｎａｂｌｅ＿＜データ＞
各軸のＣＷ側ソフトリミット有効／無効の設定コマンドです。
＜データ＞
内容
０
ＣＷソフトリミットを無効とする。
１
ＣＷソフトリミットを有効とする。
４．２．２．２ ＣＷＳｏｆｔＬｉｍｉｔＰｏｉｎｔ＿＜データ＞
各軸のＣＷ側ソフトリミット値の設定コマンドです。
設定値は、−９９９９９９９９〜９９９９９９９９、−９．９９９９９９９〜９．９９９９９９９です。
※ 小数点以下に０が続く場合、０を省略可能です。（例 ： １．２３０００００＝１．２３）※ データが１パルス移動量の倍数でない場合、以下の手順で補正します。
１）倍数＝データ／１パルス移動量２）倍数の小数点以下削除
３）データ＝１パルス移動量×倍数（１パルス移動量＝自動ステージ基本分解能÷ドライバ分割数）
４．２．２．３ ＣＣＷＳｏｆｔＬｉｍｉｔＥｎａｂｌｅ＿＜データ＞
各軸のＣＣＷ側ソフトリミット有効／無効の設定コマンドです。
＜データ＞
内容
０
ＣＣＷソフトリミットを無効とする。
１
ＣＣＷソフトリミットを有効とする。
４．２．２．４ ＣＣＷＳｏｆｔＬｉｍｉｔＰｏｉｎｔ＿＜データ＞
各軸のＣＣＷ側ソフトリミット値の設定コマンドです。
設定値は、−９９９９９９９９〜９９９９９９９９、−９．９９９９９９９〜９．９９９９９９９です。
※ 小数点以下に０が続く場合、０を省略可能です。（例 ： １．２３０００００＝１．２３）※ データが１パルス移動量の倍数でない場合、以下の手順で補正します。
１）倍数＝データ／１パルス移動量２）倍数の小数点以下削除
３）データ＝１パルス移動量×倍数（１パルス移動量＝自動ステージ基本分解能÷ドライバ分割数）

68

４．２．２．５ ＤＲｉｖｅｒＤＩＶｉｓｉｏｎ＿＜データ＞
各軸のドライバ分割数の設定コマンドです。
＜データ＞
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５

内容（分割数）
１／１
１／２
１／２．５
１／４
１／５
１／８
１／１０
１／２０
１／２５
１／４０
１／５０
１／８０
１／１００
１／１２５
１／２００
１／２５０

※ 表示単位がパルス以外の場合、ドライバ分割数を変更すると１パルス移動量が変わり、以下のパラメータが１パルス移動量の倍数でなくなる場合があります。
・ 定パルス移動量の設定
・ ソフトリミット値の設定
・ ホームポジション値の設定
・ 現在位置
この場合、次の手順で上記パラメータを補正します。
１）倍数＝データ／１パルス移動量２）倍数の小数点以下削除
３）データ＝１パルス移動量×倍数（１パルス移動量＝自動ステージ基本分解能÷ドライバ分割数）
４．２．２．６ ＨＯＭＥＰｏｓｉｔｉｏｎ＿＜データ＞
各軸のホームポジション値の設定コマンドです。
設定値は、−９９９９９９９９〜９９９９９９９９、−９．９９９９９９９〜９．９９９９９９９です。
※ 小数点以下に０が続く場合、０を省略可能です。（例 ： １．２３０００００＝１．２３）※ データが１パルス移動量の倍数でない場合、以下の手順で補正します。
１）倍数＝データ／１パルス移動量２）倍数の小数点以下削除
３）データ＝１パルス移動量×倍数（１パルス移動量＝自動ステージ基本分解能÷ドライバ分割数）

69

４．２．２．７ ＰＯＳｉｔｉｏｎ＿＜データ＞
各軸の現在位置の設定コマンドです。
設定値は、−９９９９９９９９〜９９９９９９９９、−９．９９９９９９９〜９．９９９９９９９です。
※ 小数点以下に０が続く場合、０を省略可能です。（例 ： １．２３０００００＝１．２３）※ データが１パルス移動量の倍数でない場合、以下の手順で補正します。
１）倍数＝データ／１パルス移動量２）倍数の小数点以下削除
３）データ＝１パルス移動量×倍数（１パルス移動量＝自動ステージ基本分解能÷ドライバ分割数）
４．２．２．８ ＰＵＬＳｅ＿＜データ＞
各軸の定パルス移動量の設定コマンドです。
＜データ＞は０．００００００１〜９９９９９９９９です。
※ 小数点以下に０が続く場合、０を省略可能です。（例 ： １．２３０００００＝１．２３）※ データが１パルス移動量の倍数でない場合、以下の手順で補正します。
１）倍数＝データ／１パルス移動量２）倍数の小数点以下削除
３）データ＝１パルス移動量×倍数（１パルス移動量＝自動ステージ基本分解能÷ドライバ分割数）
４．２．２．９ ＳＥＬｅｃｔＳＰｅｅｄ＿＜データ＞
各軸の選択速度テーブルの設定コマンドです。
＜データ＞
０〜９

内容
選択速度テーブルＮｏ．の値

70

４．２．２．１０ ＳＴＡＮＤＡＲＤｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ＿＜データ＞
各軸の自動ステージ基本分解能（フルステップ時の１パルス移動量）の設定コマンドです。
＜データ＞は０．００００００１〜９９９９９９９９です。
※ 表示単位がパルス以外の場合、ドライバ分割数を変更すると１パルス移動量が変わり、以下のパラメータが１パルス移動量の倍数でなくなる場合があります。
・ 定パルス移動量の設定
・ ソフトリミット値の設定
・ ホームポジション値の設定
・ 現在位置
この場合、次の手順で上記パラメータを補正します。
１）倍数＝データ／１パルス移動量２）倍数の小数点以下削除
３）データ＝１パルス移動量×倍数（１パルス移動量＝自動ステージ基本分解能÷ドライバ分割数）
４．２．２．１１ ＵＮＩＴ＿＜データ＞
各軸の表示単位設定コマンドです。
＜データ＞
０ （または、ＰＵＬＳｅ）
１ （または、ＵＭ）
２ （または、ＭＭ）
３ （または、ＤＥＧ）
４ （または、ＭＲＡＤ）

内容
パルス表示単位に設定
μｍ表示単位に設定
ｍｍ表示単位に設定
ｄｅｇ表示単位に設定
ｍｒａｄ表示単位に設定

71

4.2.3.

メモリスイッチ設定コマンド

メモリスイッチ０（原点復帰タイプ）、１（機械リミットセンサ入力論理）、２（原点センサ入力論理）、
３（近接原点センサ入力論理）、５（動作方向切り替え）、６（停止時処理）、７（原点復帰時０リセット）の各設定を行います。
※ 軸指定コマンド、メモリスイッチ設定コマンドの連結が可能です。
※ コマンドの連結には：（コロン）が必要です。
※ コマンドの連結を行う場合、必ず先頭から軸指定コマンド：メモリスイッチ設定コマンドの順で構成して下さい。
※ 軸指定コマンドがない場合、以前に送られた軸指定コマンドを有効とします。
※ 電源投入時はＸ軸を指定しています。
メモリスイッチ設定コマンドは、下記のように構成されます。
・軸を指定してメモリスイッチのみ設定する場合
軸指定コマンド＜データ＞：メモリスイッチ設定コマンド＿＜データ＞

・軸を指定してメモリスイッチを一度に複数設定する場合
軸指定コマンド＜データ＞：メモリスイッチ設定コマンド＿＜データ＞：・・・：メモリスイッチ設定
コマンド＿＜データ＞

４．２．３．１ ＭＥＭｏｒｙＳＷｉｔｃｈ０＿＜データ＞
各軸のメモリスイッチ０（原点復帰タイプ）設定コマンドです。
＜データ＞
０
１
２
３
４
５
６

内容
原点復帰タイプ０を選択
原点復帰タイプ１を選択
原点復帰タイプ２を選択
原点復帰タイプ３を選択
原点復帰タイプ４を選択
原点復帰タイプ５を選択
原点復帰タイプ６を選択

＜データ＞
７
８
９
１０
１１
１２

内容
原点復帰タイプ７を選択
原点復帰タイプ８を選択
原点復帰タイプ９を選択
原点復帰タイプ１０を選択
原点復帰タイプ１１を選択
原点復帰タイプ１２を選択※ 原点復帰タイプについては、３．２．４．１節の原点復帰タイプ一覧表を参照して下さい。
４．２．３．２ ＭＥＭｏｒｙＳＷｉｔｃｈ１＿＜データ＞
各軸のメモリスイッチ１（機械リミットセンサ入力論理）設定コマンドです。
＜データ＞
０
１

内容
機械リミットセンサ入力論理Ｂ接点（ノーマルクローズ）選択※ 当社の自動ステージ接続の場合はこの設定になります。
機械リミットセンサ入力論理Ａ接点（ノーマルオープン）選択72

４．２．３．３ ＭＥＭｏｒｙＳＷｉｔｃｈ２＿＜データ＞
各軸のメモリスイッチ２（原点センサ入力論理）設定コマンドです。
＜データ＞
０
１

内容
原点センサ入力論理Ｂ接点（ノーマルクローズ）選択※ 当社の自動ステージ接続の場合はこの設定になります。
原点センサ入力論理Ａ接点（ノーマルオープン）選択

４．２．３．４ ＭＥＭｏｒｙＳＷｉｔｃｈ３＿＜データ＞
各軸のメモリスイッチ３（近接原点センサ入力論理）設定コマンドです。
＜データ＞
内容
近接原点センサ入力論理Ｂ接点（ノーマルクローズ）選択０※ 当社の自動ステージ接続の場合はこの設定になります。
１
近接原点センサ入力論理Ａ（ノーマルオープン）接点選択
４．２．３．５ ＭＥＭｏｒｙＳＷｉｔｃｈ５＿＜データ＞
各軸のメモリスイッチ５（動作方向切り替え）設定コマンドです。
＜データ＞
０
１

内容
順方向 （ＰＯＳＩＴＩＶＥ）
逆方向 （ＮＥＧＡＴＩＶＥ）※ 動作方向については、３．２．４．５節を参照して下さい。
４．２．３．６ ＭＥＭｏｒｙＳＷｉｔｃｈ６＿＜データ＞
各軸のメモリスイッチ６（停止時処理）設定コマンドです。
＜データ＞
０
１

内容
急停止
減速停止 ※詳細は３．２．４．７節を参照して下さい。

４．２．３．７ ＭＥＭｏｒｙＳＷｉｔｃｈ７＿＜データ＞
各軸のメモリスイッチ７（原点復帰時０リセット）設定コマンドです。
＜データ＞
０
１

内容
原点復帰完了後、０リセットする。
原点復帰完了後、０リセットしない。

73

4.2.4.

速度テーブル設定コマンド

速度テーブルＮＯ．０〜９の起動速度（Ｌ）、駆動速度（Ｆ）、加減速レート（Ｒ）の各設定を行います。
※ 速度テーブル設定コマンドどうしの連結が可能です。
※ コマンドの連結には：（コロン）が必要です。
※ 起動速度（Ｌ）、駆動速度（Ｆ）、加減速レート（Ｒ）の関係については、３．２．３．６節を参照して下さい。
※ 起動速度（Ｌ）および駆動速度（Ｆ）はｐｐｓ、加減速レート（Ｒ）はｍｓｅｃの各単位です。
注意 ： 自動ステージのＭＡＸスピード以上の駆動速度（Ｆ）を入れた場合、モータが脱調する恐れがあります。
起動速度（Ｌ）が駆動速度（Ｆ）より大きい値が入力された場合、駆動速度（Ｆ）の値が起動速度（Ｌ）の値となります。
速度テーブル設定コマンドは、下記のように構成されます。
・

速度テーブルを一度に複数設定する場合
速度テーブル設定コマンド＿＜データ＞：………：速度テーブル設定コマンド＿＜データ＞

４．２．４．１ Ｌｓｐｅｅｄ□＿＜データ＞
起動速度（Ｌ）設定コマンドです。
□には０〜９の設定する速度テーブルＮＯ．が入ります。
＜データ＞は１〜９９９９で、設定単位はｐｐｓです。
４．２．４．２ Ｆｓｐｅｅｄ□＿＜データ＞
駆動速度（Ｆ）設定コマンドです。
□には０〜９の設定する速度テーブルＮＯ．が入ります。
＜データ＞は１〜９９９９９９で、設定単位はｐｐｓです。
４．２．４．３ Ｒａｔｅ□＿＜データ＞
加減速レート（Ｒ）設定コマンドです。
□には０〜９の設定する速度テーブルＮＯ．が入ります。
＜データ＞は１〜９９９９で、設定単位は msec です。

74

4.2.5.

駆動コマンド自動ステージをＣＷ／ＣＣＷ方向への定パルス駆動、原点復帰駆動、ホームポジションへの駆動、
絶対位置駆動の各駆動を行うコマンドです。
※ 軸指定コマンド、パラメータ設定コマンド、駆動コマンドの連結が可能です。
※ コマンドの連結には：（コロン）が必要です。
※ コマンドの連結を行う場合、必ず先頭から軸指定コマンド：駆動コマンドの順で構成して下さい。
※ 軸指定コマンドがない場合、以前に送られた軸指定コマンドを有効とします。
※ 電源投入時はＸ軸を指定しています。
駆動コマンドは、下記のように構成されます。
・軸を指定して駆動させる場合
軸指定コマンド＜データ＞：駆動コマンド＿＜データ＞

・軸を指定してパラメータを設定し駆動させる場合
軸指定コマンド＜データ＞：パラメータ設定コマンド＿＜データ＞：駆動コマンド＿＜データ＞

４．２．５．１ ＧＯ＿＜データ＞
各軸の自動ステージの駆動コマンドです。
＜データ＞
０ （または、ＣＷ）
１ （または、ＣＣＷ）
２ （または、ＯＲｉＧｉｎ）
３ （または、ＨＯＭＥ）

内容
パラメータの定パルス移動量をＣＷ方向に駆動します。
パラメータの定パルス移動量をＣＣＷ方向に駆動します。
メモリスイッチの原点復帰方式に従い原点復帰を行います。
パラメータのホームポジション位置に移動します。

４．２．５．２ ＧＯＡＢＳｏｌｕｔｅ＿＜データ＞
各軸の絶対位置動作コマンドです。
設定値は、−９９９９９９９９〜９９９９９９９９、−９．９９９９９９９〜９．９９９９９９９です。
※ 小数点以下に０が続く場合、０を省略可能です。（例 ： １．２３０００００＝１．２３）※ データが１パルス移動量の倍数でない場合、以下の手順で補正します。
１）倍数＝データ／１パルス移動量２）倍数の小数点以下削除
３）データ＝１パルス移動量×倍数（１パルス移動量＝自動ステージ基本分解能÷ドライバ分割数）

75

4.2.6.

停止コマンド ： ＳＴＯＰ＿＜データ＞

駆動中の自動ステージを急停止あるいは、減速停止させるコマンドです。
※ 軸指定コマンドとの連結が可能です。
※ コマンドの連結には：（コロン）が必要です。
※ コマンドの連結を行う場合、必ず先頭から軸指定コマンド：停止コマンドの順で構成して下さい。
※ 軸指定コマンドがない場合、以前に送られた軸指定コマンドを有効とします。
※ 軸指定コマンドがない場合、駆動中の軸を急停止します。
停止コマンドは、下記のように構成されます。
・軸を指定して停止させる場合
軸指定コマンド＜データ＞：停止コマンド＿＜データ＞

・

駆動中の軸を停止させる場合
停止コマンド＿＜データ＞＜データ＞
内容
０ （または、Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ）
急停止します。
１ （または、Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ）
減速停止します。
※ ＜データ＞を省略すると０（急停止）を選択します。

76

4.2.7.

パラメータ設定値要求コマンド

ＣＷ・ＣＣＷ側のソフトリミット、モータドライバの分割数、ホームポジション値、現在位置、定パルス
移動量、１パルス移動量、速度テーブル、フルステップ時の１パルス移動量、表示単位の各設定値の要求を行います。
要求コマンドを受け付けると本器は、要求先に応答値を送り返します。
※ 軸指定コマンドとの連結が可能です。
※ コマンドの連結には：（コロン）が必要です。
※ コマンドの連結を行う場合、必ず先頭から軸指定コマンド：パラメータ設定値要求
コマンドの順で構成して下さい。
※ 軸指定コマンドがない場合、以前に送られた軸指定コマンドを有効とします。
※ 電源投入時はＸ軸を指定しています。
パラメータ設定値要求コマンドは、下記のように構成されます。
・軸を指定してパラメータ設定値を要求する場合
軸指定コマンド＜データ＞：パラメータ設定値要求コマンド？

４．２．７．１ ＣＷＳｏｆｔＬｉｍｉｔＥｎａｂｌｅ？
各軸のＣＷ側ソフトリミット有効／無効の設定値要求コマンドです。
＜応答データ＞
０
１

内容
ＣＷソフトリミットを“無効”に設定中。
ＣＷソフトリミットを“有効”に設定中。

４．２．７．２ ＣＷＳｏｆｔＬｉｍｉｔＰｏｉｎｔ？
各軸のＣＷ側ソフトリミット値の設定値要求コマンドです。
＜応答データ＞は−９９９９９９９９〜９９９９９９９９、−９．９９９９９９９〜９．９９９９９９９です。
※ 小数点以下に０が続く場合、０を省略されます。（例 ： １．２３０００００＝１．２３）
４．２．７．３ ＣＣＷＳｏｆｔＬｉｍｉｔＥｎａｂｌｅ？
各軸のＣＣＷ側ソフトリミット有効／無効の設定値要求コマンドです。
＜応答データ＞
０１

内容
ＣＣＷソフトリミットを“無効”に設定中。
ＣＣＷソフトリミットを“有効”に設定中。

４．２．７．４ ＣＣＷＳｏｆｔＬｉｍｉｔＰｏｉｎｔ？
各軸のＣＣＷ側ソフトリミット値の設定値要求コマンドです。
＜応答データ＞は−９９９９９９９９〜９９９９９９９９、−９．９９９９９９９〜９．９９９９９９９です。
※ 小数点以下に０が続く場合、０を省略されます。（例 ： １．２３０００００＝１．２３）

77

４．２．７．５ ＤＲｉｖｅｒＤＩＶｉｓｉｏｎ？
各軸のドライバ分割数の設定値要求コマンドです。
＜応答データ＞
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５

内容
分割数を“１／１”に設定中。
分割数を“１／２”に設定中。
分割数を“１／２．５”に設定中。
分割数を“１／４”に設定中。
分割数を“１／５”に設定中。
分割数を“１／８”に設定中。
分割数を“１／１０”に設定中。
分割数を“１／２０”に設定中。
分割数を“１／２５”に設定中。
分割数を“１／４０”に設定中。
分割数を“１／５０”に設定中。
分割数を“１／８０”に設定中。
分割数を“１／１００”に設定中。
分割数を“１／１２５”に設定中。
分割数を“１／２００”に設定中。
分割数を“１／２５０”に設定中。

４．２．７．６ ＨＯＭＥＰｏｓｉｔｉｏｎ？
各軸のホームポジション値の設定値要求コマンドです。
＜応答データ＞は−９９９９９９９９〜９９９９９９９９、−９．９９９９９９９〜９．９９９９９９９です。
※ 小数点以下に０が続く場合、０を省略されます。（例 ： １．２３０００００＝１．２３）
４．２．７．７ ＰＯＳｉｔｉｏｎ？
各軸の現在値の要求コマンドです。
＜応答データ＞は−９９９９９９９９〜９９９９９９９９、−９．９９９９９９９〜９．９９９９９９９です。
※ 小数点以下に０が続く場合、０を省略されます。（例 ： １．２３０００００＝１．２３）
４．２．７．８ ＰＵＬＳｅ？
各軸の定パルス移動量の設定値要求コマンドです。
＜応答データ＞は０．００００００１〜９９９９９９９９です。
※ 小数点以下に０が続く場合、０を省略されます。（例 ： １．２３０００００＝１．２３）
４．２．７．９ ＲＥＳＯＬＵＴｉｏｎ？
各軸の１パルス移動量（＝自動ステージ基本分解能設定値÷ドライバ分割数設定値）を要求するコマンドです。
＜応答データ＞は０．００００００１〜９９９９９９９９です。
※ 小数点以下に０が続く場合、０を省略されます。（例 ： １．２３０００００＝１．２３）

78

４．２．７．１０ ＳＥＬｅｃｔＳＰｅｅｄ？
各軸の選択速度テーブルの設定値要求コマンドです。
＜応答データ＞
内容
０〜９
選択中の速度テーブルＮｏ．の値
４．２．７．１１ ＳＴＡＮＤＡＲＤｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ？
各軸の自動ステージ基本分解能（フルステップ時の１パルス移動量）設定値要求コマンドです。
＜応答データ＞は０．００００００１〜９９９９９９９９です。
※ 小数点以下に０が続く場合、０を省略されます。（例 ： １．２３０００００＝１．２３）
４．２．７．１２ ＵＮＩＴ？
各軸の表示単位設定値要求コマンドです。
＜応答データ＞
０
１
２
３
４

4.2.8.

内容
パルス表示単位を設定中μｍ表示単位を設定中
ｍｍ表示単位を設定中
ｄｅｇ表示単位を設定中
ｍｒａｄ表示単位を設定中

メモリスイッチ設定値要求コマンド

メモリスイッチ０（原点復帰タイプ）、１（機械リミットセンサ入力論理）、２（原点センサ入力論理）、
３（近接原点センサ入力論理）、５（動作方向切り替え）、６（停止時処理）、７（原点復帰時０リセット）の各設定値の要求を行います。
要求コマンドを受け付けると本器は、要求先に応答値を送り返します。
※ 軸指定コマンドとの連結が可能です。
※ コマンドの連結には：（コロン）が必要です。
※ コマンドの連結を行う場合、必ず先頭から軸指定コマンド：メモリスイッチ設定値要求
コマンドの順で構成して下さい。
※ 軸指定コマンドがない場合、以前に送られた軸指定コマンドを有効とします。
※ 電源投入時はＸ軸を指定しています。
メモリスイッチ設定値要求コマンドは、下記のように構成されます。
・軸を指定してメモリスイッチ設定値を要求する場合
軸指定コマンド＜データ＞：メモリスイッチ設定値要求コマンド？

79

４．２．８．１ ＭＥＭｏｒｙＳＷｉｔｃｈ０？
各軸のメモリスイッチ０（原点復帰タイプ）設定値要求コマンドです。
＜応答データ＞
０
１
２
３
４
５
６

内容
原点復帰タイプ０を選択中
原点復帰タイプ１を選択中
原点復帰タイプ２を選択中
原点復帰タイプ３を選択中
原点復帰タイプ４を選択中
原点復帰タイプ５を選択中
原点復帰タイプ６を選択中＜応答データ＞
７
８
９
１０
１１
１２

内容
原点復帰タイプ７を選択中
原点復帰タイプ８を選択中
原点復帰タイプ９を選択中
原点復帰タイプ１０を選択中
原点復帰タイプ１１を選択中
原点復帰タイプ１２を選択中※ 原点復帰タイプについては、３．２．４．１節の原点復帰タイプ一覧表を参照して下さい。
４．２．８．２ ＭＥＭｏｒｙＳＷｉｔｃｈ１？
各軸のメモリスイッチ１（機械リミットセンサ入力論理）設定値要求コマンドです。
＜応答データ＞
内容０
機械リミットセンサ入力論理Ｂ接点（ノーマルクローズ）選択中です。
１
機械リミットセンサ入力論理Ａ接点（ノーマルオープン）選択中です。
４．２．８．３ ＭＥＭｏｒｙＳＷｉｔｃｈ２？
各軸のメモリスイッチ２（原点センサ入力論理）設定値要求コマンドです。
＜応答データ＞
内容０
原点センサ入力論理Ｂ接点（ノーマルクローズ）選択中です。
１
原点センサ入力論理Ａ接点（ノーマルオープン）選択中です。
４．２．８．４ ＭＥＭｏｒｙＳＷｉｔｃｈ３？
各軸のメモリスイッチ３（近接原点センサ入力論理）設定値要求コマンドです。
＜応答データ＞
内容０
近接原点センサ入力論理Ｂ接点（ノーマルクローズ）選択中です。
１
近接原点センサ入力論理Ａ接点（ノーマルオープン）選択中です。
４．２．８．５ ＭＥＭｏｒｙＳＷｉｔｃｈ５？
各軸のメモリスイッチ５（動作方向切り替え）設定値要求コマンドです。
＜応答データ＞
内容０
順方向（ＰＯＳＩＴＩＶＥ）を選択中です。
１
逆方向（ＮＥＧＡＴＩＶＥ）を選択中です。
※ 動作方向については、３．２．４．５節を参照して下さい。

80

４．２．８．６ ＭＥＭｏｒｙＳＷｉｔｃｈ６？
各軸のメモリスイッチ６（停止時処理）設定値要求コマンドです。
＜応答データ＞
０
急停止を選択中です。
１
減速停止を選択中です。

内容

４．２．８．７ ＭＥＭｏｒｙＳＷｉｔｃｈ７？
各軸のメモリスイッチ７（原点復帰時０リセット）設定値要求コマンドです。
＜応答データ＞
内容
０「０リセットする」を選択中です。
１「０リセットしない」を選択中です。

4.2.9.

速度テーブル設定値要求コマンド

速度テーブル設定値の要求を行います。
要求コマンドを受け付けると本器は、要求先に応答値を送り返します。
４．２．９．１ Ｌｓｐｅｅｄ□？
起動速度（Ｌ）設定値要求コマンドです。
□は０〜９、要求する速度テーブルＮＯ．が入ります。
＜応答データ＞は１〜９９９９で、設定単位はｐｐｓです。
４．２．９．２ Ｆｓｐｅｅｄ□？
駆動速度設定値要求コマンドです。
□は０〜９、要求する速度テーブルＮＯ．が入ります。
＜応答データ＞は１〜９９９９９９で、設定単位はｐｐｓです。
４．２．９．３ Ｒａｔｅ□？
加減速レート設定値要求コマンドです。
□は０〜９、要求する速度テーブルＮＯ．が入ります。
＜応答データ＞は１〜９９９９で、設定単位はｍｓｅｃです。

81

4.2.10. ステータス要求コマンド
各軸の動作方向、CW／ＣＣＷ側ソフトリミット有効／無効、途中停止、ドライバタイプ、ホーム
ポジション検出、機械リミットセンサ検出、動作中、原点検出、軸選択可能、ソフトリミット検出、ステータス１、２、３、制御軸数、全軸の動作中の各ステータス要求を行います。
要求コマンドを受け付けると本器は、要求先に応答値を送り返します。
※ 軸指定コマンドとの連結が可能です。
（ただし、CONTrolAxis?および、MOTIONAll?コマンドは、軸指定コマンドとの連結ができません）※ コマンドの連結には：（コロン）が必要です。
※ コマンドの連結を行う場合、必ず先頭から軸指定コマンド：ステータス要求
コマンドの順で構成して下さい。
※ 軸指定コマンドがない場合、以前に送られた軸指定コマンドを有効とします。
※ 電源投入時はＸ軸を指定しています。
ステータス要求コマンドは、下記のように構成されます。
・軸を指定しないでステータスを要求する場合
ステータス要求コマンド？

・軸を指定してステータスを要求する場合
軸指定コマンド＜データ＞：ステータス要求コマンド？

４．２．１０．１ ＣＯＵＲＳＥ？
各軸の動作方向ステータス要求コマンドです。
＜応答データ＞
内容
０
ＣＷ方向動作中、またはＣＷ方向動作後停止中。
１
ＣＣＷ方向動作中、またはＣＣＷ方向動作後停止中。
※ ＳｔａｔｕｓＢｉｎａｒｙ１？（４．２．１０．１２参照）のＢｉｔ １と同じです。
４．２．１０．２ ＣＷＳｏｆｔＬｉｍｉｔＳＥＴ？
各軸のＣＷ側ソフトリミット有効／無効ステータス要求コマンドです。
＜応答データ＞
内容
０
ＣＷ側ソフトリミットは無効の設定です。
１
ＣＷ側ソフトリミットは有効の設定です。
※ ＳｔａｔｕｓＢｉｎａｒｙ２？（４．２．１０．１３参照）のＢｉｔ ５と同じです。

82

４．２．１０．３ ＣＣＷＳｏｆｔＬｉｍｉｔＳＥＴ？
各軸のＣＣＷ側ソフトリミット有効／無効ステータス要求コマンドです。
＜応答データ＞
内容
０
ＣＣＷ側ソフトリミットは無効の設定です。
１
ＣＣＷ側ソフトリミットは有効の設定です。
※ ＳｔａｔｕｓＢｉｎａｒｙ２？（４．２．１０．１３参照）のＢｉｔ ６と同じです。
４．２．１０．４ ＤＩＳＣＯＮｔｉｎｕｅ？
各軸の途中停止ステータス要求コマンドです。
＜応答データ＞
内容
０
途中停止せずに動作を完了しました。
動作中に停止コマンド、またはＤ２００ハンディターミナルのＳＴＯＰにより、１動作を完了せずに途中停止しました。
※ ＳｔａｔｕｓＢｉｎａｒｙ１？（４．２．１０．１２参照）のＢｉｔ ４と同じです。
４．２．１０．５ ＤＲｉｖｅｒＴＹＰＥ？
各軸のドライバタイプステータス要求コマンドです。
＜応答データ＞
内容０
ノーマルタイプドライバが搭載されています。
１
マイクロステップドライバが搭載されています。
※ ＳｔａｔｕｓＢｉｎａｒｙ３？（４．２．１０．１４参照）のＢｉｔ ２と同じです。
４．２．１０．６ ＨＯＭＥ？
各軸のホームポジション検出ステータス要求コマンドです。
＜応答データ＞
内容０
ホームポジションは検出していません。
１
ホームポジション検出中。
※ ＳｔａｔｕｓＢｉｎａｒｙ１？（４．２．１０．１２参照）のＢｉｔ ６と同じです。
４．２．１０．７ ＬＩＭＩＴ？
各軸の機械リミットステータス要求コマンドです。
＜応答データ＞
内容０
機械リミットは検出していません。
１
ＣＷ方向の機械リミットを検出しています。
２
ＣＣＷ方向の機械リミットを検出しています。
３
ＣＷ方向、ＣＣＷ方向の機械リミットを検出しています。

83

４．２．１０．８ ＭＯＴＩＯＮ？
各軸の動作中ステータス要求コマンドです。
＜応答データ＞
０
停止中です。
１
動作中です。

内容※ ＳｔａｔｕｓＢｉｎａｒｙ１？（４．２．１０．１２参照）のＢｉｔ ７と同じです。
４．２．１０．９ ＯＲｉＧｉｎ？
各軸の原点検出ステータス要求コマンドです。
＜応答データ＞
内容０
原点復帰は行われておりません。
１
原点復帰が行われ、機械原点検出停止しました。
※ ＳｔａｔｕｓＢｉｎａｒｙ１？（４．２．１０．１２参照）のＢｉｔ ５と同じです。
４．２．１０．１０ ＲＥＡＤＹ？
各軸の軸選択可能ステータス要求コマンドです。
＜応答データ＞
内容０
ドライバが搭載されていない軸です。
１
ドライバが搭載されている軸です。
※ ＳｔａｔｕｓＢｉｎａｒｙ３？（４．２．１０．１４参照）のＢｉｔ １と同じです。
４．２．１０．１１ ＳｏｆｔＬＩＭＩＴ？
各軸のソフトリミットステータス要求コマンドです。
＜応答データ＞
内容０
ソフトリミットは検出していません。
１
ＣＷ方向ソフトリミットを検出しています。
２
ＣＣＷ方向ソフトリミットを検出しています。
３
ＣＷ方向、ＣＣＷ方向のソフトリミットを検出しています。

84

４．２．１０．１２ ＳｔａｔｕｓＢｉｎａｒｙ１？
各軸の１バイトバイナリコードのステータス要求コマンドです。
※ このバイナリーコードは０〜２５５までの数値をとりアスキーコードに変換して出力します。
＜応答データ＞
Ｂｉｔ ８
Ｂｉｔ ７
１
０

動作中

Ｂｉｔ ６
ホーム
ポジション
検出

０

停止中

Ｂｉｔ １

ＣＷ／ＣＣＷ

Ｂｉｔ ２

機械リミット検出

Ｂｉｔ ３

ソフトリミット検出

Ｂｉｔ ４

途中停止

Ｂｉｔ ５

原点検出

Ｂｉｔ ６

ホームポジション検出

Ｂｉｔ ７

動作中／停止中

Ｂｉｔ ５

Ｂｉｔ ４

原点検出 途中停止

Ｂｉｔ ３
ソフト
リミット
検出

Ｂｉｔ ２
機械
リミット
検出

Ｂｉｔ １
ＣＷ
ＣＣＷ

１
０
１
０
１
０

０
１
０
１
０
１

ＣＷ方向動作中、またはＣＷ方向動作後停止中
ＣＣＷ方向動作中、またはＣＣＷ方向動作後停止中
ＣＷまたはＣＣＷの機械リミット検出中
ＣＷまたはＣＣＷの機械リミット未検出中
ＣＷまたはＣＣＷのソフトリミット検出中
ＣＷまたはＣＣＷのソフトリミット未検出中
動作中に停止コマンド、またはＤ２００停止スイッチにより、動作を完了せずに途中停止した場合
次の動作で途中停止せずに動作を完了した場合
原点復帰が行われ、機械原点検出停止
その後の駆動により０にクリア
ホームポジション検出中
ホームポジション未検出中
動作中

０

停止中

１

85

４．２．１０．１３ ＳｔａｔｕｓＢｉｎａｒｙ２？
各軸の１バイトバイナリコードのステータス要求コマンドです。
※ このバイナリーコードは０〜２５５までの数値をとりアスキーコードに変換して出力します。
＜応答データ＞
Ｂｉｔ ８

Ｂｉｔ ７

Ｂｉｔ ６
CCW ソフト
リミット
有効

Ｂｉｔ ５
CW ソフト
リミット
有効

０

０

無効

無効

１
０

Ｂｉｔ ４
CCW ソフト
リミット
検出

１
０
１
ＣＣＷ機械リミット検出
０１
ＣＷソフトリミット検出
０１
ＣＣＷソフトリミット検出
０１
ＣＷソフトリミット有効／無効
０１
ＣＣＷソフトリミット有効／無効
０

Ｂｉｔ １

ＣＷ機械リミット検出

Ｂｉｔ ２
Ｂｉｔ ３
Ｂｉｔ ４
Ｂｉｔ ５
Ｂｉｔ ６

Ｂｉｔ ３
CW ソフト
リミット
検出

Ｂｉｔ ２
CCW 機械
リミット
検出

Ｂｉｔ １
CW 機械
リミット
検出

ＣＷの機械リミット検出中
ＣＷの機械リミット未検出中
ＣＣＷの機械リミット検出中
ＣＣＷの機械リミット未検出中
ＣＷのソフトリミット検出中
ＣＷのソフトリミット未検出中
ＣＣＷのソフトリミット検出中
ＣＣＷのソフトリミット未検出中
ＣＷのソフトリミット有効に設定中
ＣＷのソフトリミット無効に設定中
ＣＣＷのソフトリミット有効に設定中
ＣＣＷのソフトリミット無効に設定中

４．２．１０．１４ ＳｔａｔｕｓＢｉｎａｒｙ３？
各軸の１バイトバイナリコードのステータス要求コマンドです。
※ このバイナリーコードは０〜２５５までの数値をとりアスキーコードに変換して出力します。
＜応答データ＞
Ｂｉｔ ８

Ｂｉｔ ７

Ｂｉｔ ６

Ｂｉｔ ５

Ｂｉｔ ４

Ｂｉｔ ３

１
０

０

０

０

Ｂｉｔ １

軸選択可能

Ｂｉｔ ２

ドライバタイプ

０
１
０
１
０

０

Ｂｉｔ ２

Ｂｉｔ １

ドライバタイプ

軸選択可能

０

ドライバが搭載されている軸の場合ドライバが搭載されていない軸の場合
マイクロステップドライバの時
ノーマルタイプドライバの時86

４．２．１０．１５ ＣＯＮＴｒｏｌＡｘｉｓ？
コントローラの制御軸数要求コマンドです。
＜応答データ＞は１〜６です。
４．２．１０．１６ ＭＯＴＩＯＮＡｌｌ？
全ての軸の動作中ステータス要求コマンドです。
＜応答データ＞は０〜３２です。
＜応答データ＞
Ｂｉｔ ８

Ｂｉｔ ７

Ｂｉｔ ６
Ｗ軸
動作中

Ｂｉｔ ５
Ｖ軸
動作中

Ｂｉｔ ４
Ｕ軸
動作中

Ｂｉｔ ３
Ｚ軸
動作中

Ｂｉｔ ２
Ｙ軸
動作中

Ｂｉｔ １
Ｘ軸
動作中

０

０

Ｗ軸停止

Ｖ軸停止

Ｕ軸停止

Ｚ軸停止

Ｙ軸停止

Ｘ軸停止

１
０

Ｂｉｔ １

Ｘ軸

Ｂｉｔ ２

Ｙ軸

Ｂｉｔ ３

Ｚ軸

Ｂｉｔ ４

Ｕ軸

Ｂｉｔ ５

Ｖ軸

Ｂｉｔ ６

Ｗ軸

１
０
１
０
１
０
１
０
１
０
１
０

87

動作中
停止中
動作中
停止中
動作中
停止中
動作中
停止中
動作中
停止中
動作中
停止中

4.3. サービスリクエスト
ＧＰ−ＩＢは、ＩＥＥＥ４８８．２規格に準拠しています。
規格に準拠するにあたって、以下のステータス構造、４８８．２共通コマンドをサポートします。
※ 以降、略語は以下のことを示します。
・ ＳＢＲ：ステータスバイトレジスタ ← ４．３．２．１節参照（Ｓｔａｔｕｓ Ｂｙｔｅ Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）
・ ＳＲＥＲ：サービスリクエストイネーブルレジスタ← ４．３．２．２節参照（Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｒｅｑｕｅｓｔ Ｅｎａｂｌｅ Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）
・ ＳＥＳＲ：標準イベントステータスレジスタ← ４．３．２．３節参照（Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｅｖｅｎｔ Ｓｔａｔｕｓ Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）
・ ＳＥＳＥＲ：標準イベントステータスイネーブルレジスタ← ４．３．２．４節参照（Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｅｖｅｎｔ Ｓｔａｔｕｓ Ｅｎａｂｌｅ Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）

4.3.1.

ステータスバイトレジスタ構造

ステータスバイトレジスタのサービス要求用サマリメッセージの構造を下記に示します。
７ ６ ５ ４ ３ ２ １ ０Standard Event Status Register(SESR)*ESR?

＆
Output Queue

L
o
g
i
c
a
l

＆
＆
＆
＆
＆

O
R

＆
＆

７ ６ ５ ４ ３ ２ １ ０Standard Event Status
*ESE
*ESE?

Not-Empty

RQS
EMS

S
R
Q
G
e
n
e
r
a
t
i
o
n

６ ESB MAV ３ SB2 SB1 SB0

Status Byte Register(SBR)
*STB?

MSS

L
o
g
i
c
a
l

＆
＆
＆
＆
＆
＆

O
R

＆

７

５ ４ ３ ２ １ ０Service Request Enable Register(SRER)
*SRE
*SRE?

88

Enable Register(SESER)

4.3.2.

ＩＥＥＥ４８８．２共通コマンド

ＩＥＥＥ４８８．２規格で定められている３９種類の共通コマンドの内、以下のコマンドをサポートします。
ニーモニック
*ADD
*CAL
*CLS
*DDT
*DDT?
*DLF
*DMC
*EMC
*EMC?
*ESE
*ESE?
*ESR?
*GMC?
*IDN?
*IST?
*LMC?
*LRN?
*OPC
*OPC?
*OPT?
*PCB
*PMC
*PRE
*PRE?
*PSC
*PSC?
*PUD
*PUD?
*RCL
*RDT
*RDT?
*RST
*SAV
*SRE
*SRE?
*STB?
*TRG
*TST?
*WAI

コマンドフルスペック名
Accept Address Command
Calibration Query
Clear Status Command
Define Device Trigger Command
Define Device Trigger QueryDisable Listener Function Command
Define Macro Command
Enable Macro Command
Enable Macro Query
Standard Event Status Enable Command
Standard Event Status Enable Query
Standard Event Status Register Query
Get Macro contents Query
Identification Query
Individual Status Query
Learn Macro Query
Learn Device Step QueryOperation Complete Command
Operation Complete Query
Option Identification Query
Pass Control Back Command
Purge Macro Command
Parallel Poll Register Enable Command
Parallel Poll Register Enable Query
Power On Status Clear Command
Power On Status Clear Query
Protected User Data CommandProtected User Data Query
Recall Command
Resource Description Transfer Command
Resource Description Transfer Query
Reset Command
Save Command
Service Request Enable Command
Service Request Enable Query
Read Status Byte Query
Trigger Command
Self Test Query
Wait to Continue Command

IEEE488.2 規定
任意
任意
必須
任意
任意
任意
任意
任意
任意
必須
必須
必須
任意
必須
任意
任意
任意
必須
必須
任意
C0 以外必須
任意
任意
任意
任意
任意
任意
任意
任意
任意
任意
必須
任意
必須
必須
必須
DT1 なら必須
必須
必須※ IEEE488.2 共通コマンドは、必ず＊で始まります。

89

本器サポートコマンド

◎

◎
◎
◎
◎

◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎

本器がサポートしているコマンドについて以下のようになっています。
コマンド
*CLS
*ESE̲□
*ESE?
*ESR?

*IDN?

*OPC
*OPC?
*RST
*SRE̲□
*SRE?
*STB?
*TST
*WAI

コマンド内容／データ
ＳＢＲ、ＳＥＳＲをクリアするとともに、ステータスに関する出力バッファをクリアします。
ＳＥＳＥＲを設定することにより、ＳＥＳＲの中のどのＢｉｔをＥＳＢ（ＳＢＲのＢｉｔ ５）に対して有効にするか無効にするか選択します。
＜データ＞ ０〜２５５
ＳＥＳＥＲの設定値を要求するコマンドです。
＜応答データ＞ ０〜２５５
ＳＥＳＲの現在の値を要求するコマンドです。
＜応答データ＞ ０〜２５５
本器の ID を要求するコマンドです。
＜応答データ＞＜フィールド１＞，＜フィールド２＞，＜フィールド３＞，＜フィールド４＞
・ フィールド１…メーカ名（ＳＵＲＵＧＡ）
・ フィールド２…型名（Ｄ２５０）
・ フィールド３…シリアル番号（０）・ フィールド４…ソフトウェアバージョン（ＲＯＭのバージョン）
本器にはオーバーラップコマンドが存在しないため、このコマンドは意味を持ちません
ので処理しません。
＜応答データ＞ １
パラメータ、メモリスイッチ、速度テーブル、現在位置の全ての値を初期値（出荷時の設定値）に戻すコマンドです。
ＳＲＥＲを設定することによりＳＢＲのどのＢｉｔをに対して有効にするか無効にするかを選択します。
＜データ＞ ０〜２５５
ＳＲＥＲの設定値を要求するコマンドです。
＜応答データ＞０〜２５５
ＳＢＲの値とＭＳＳサマリメッセージの値の和を要求するコマンドです。
＜応答データ＞ ０〜２５５
本器はセルフテストを行いません。
＜応答データ＞ −本器にはオーバーラップコマンドが存在しないため、このコマンドは意味を持ちません
ので処理しません。

90

４．３．２．１ Ｓｔａｔｕｓ Ｂｙｔｅ Ｒｅｇｉｓｔｅｒ（ＳＢＲ）
ステータスバイトレジスタは、下記のように構成されています。
Bit
０
１
２
３
４

５

６
７

名称

内容

Ｓｔｏｐ Summary Bit
いずれかのモータ動作停止時にセットされます。
―
未使用
―
未使用
−
未使用
Ｍｅｓｓａｇｅ Ａｖａｉｌａｂｌｅ Summary Bit
出力バッファに出力データがセットされたときセットされます。
ＭＡＶ
出力データが読みとられたときにリセットされます。
Ｅｖｅｎｔ Ｓｕｍｍａｒｙ Ｂｉｔ
ＳＥＳＥＲのいずれかのビットがイネーブルに設定されているときにＳＥＳＲ
ＥＳＢの該当するビットの要因が発生したときにセットされる。
ＲＱＳ Ｂｉｔ（Ｍａｓｔｅｒ Ｓｕｍｍａｒｙ Ｓｔａｔｕｓ）
ＲＱＳ（ＭＳＳ） ＳＲＥＲのいずれかのビットがイネーブルに設定されているときにＳＢＲの該当するビットの要因が発生したときにＳＲＱ（ＲＱＳビット）をＯＮします。
ＥＭＳ Ｓｕｍｍａｒｙ Ｂｉｔ
ＥＭＳ
いずれかの軸が、動作を完了せずに途中停止した場合セットされる。
ＳＢ０※ ＳＢＲの内容は、＊ＣＬＳコマンドによりクリア出来ます。
※ ＧＰ−ＩＢインターフェイスバス使用時、シリアルポールが行われた場合、デバイスは７ビットのステータスバイトとＲＱＳメッセージを送出します。
ただし、本器の仕様により、シリアルポールを２回行い２回目の値を参照してください。
※ ＳＢＲは、シリアルポールでクリアされません。
※ ＊ＳＴＢ？共通問い合わせが行われた場合、デバイスは７ビットのステータスバイトとＭＳＳサマリメッセージを送出します。
４．３．２．２ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｒｅｑｕｅｓｔ Ｅｎａｂｌｅ Ｒｅｇｉｓｔｅｒ（ＳＲＥＲ）
サービスリクエストイネーブルレジスタにより、ＳＢＲの中のどのサマリメッセージをサービスリクエス
トに対して有効にするか無効にするかを選択出来ます。
※ ＳＲＥＲの内容は、＊ＳＲＥ？共通問い合わせを使って読み出せます。
※ ＳＲＥＲの内容は、＊ＳＲＥ共通命令を使って書き込まれます。
※ ＊ＳＲＥ共通コマンドの実行または電源再投入によって、ＳＲＥＲをクリア出来ます。
この結果サービス要求は発生しなくなります。

91

４．３．２．３ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｅｖｅｎｔ Ｓｔａｔｕｓ Ｒｅｇｉｓｔｅｒ（ＳＥＳＲ）
標準イベントステータスレジスタは、下記のように構成されています。
Bit

０

１

２

３

４

５

６

７

名称

内容

オペレーション終了
デバイスがペンディング中の指定した動作を終了して、新しい命令をＯＰＣ受ける準備ができています。
Operation Complete
このビットは＊ＯＰＣコマンドに対してだけに応答し、オペレーション
終了ビットを立てます。
バス制御権要求
ＲＱＣ
自らがアクティブコントローラになることを要求しています。
Request Control
本器では使用しないので常に０となります。
問い合わせエラー
ＱＹＥ
出力データがないのにデータを読もうとした、または出力バッファがQuery Error
オーバーフローしたときにセットされます。
ＤＤＥ
デバイス固有エラー
Device-dependent ＱＹＥ、ＥＸＥ、ＣＭＥ以外の原因によるエラーが発生しているときセット
Errorされます。（実行されるべき軸が無い場合等にセットされます。）
実行時エラー
ＥＸＥ
文法に問題はないが実行できないコマンドを受け取ったときセットされExecution Error
ます。（データが設定範囲外の場合等にセットされます。）
コマンドエラー
ＣＭＥ
文法エラーのコマンドを受け取ったときセットされます。
Command Error（スペルミス等にセットされます。）
ユーザー要求ローカル制御（ｒｔｌ）を要求しています。
ＵＲＱ
このビットは、デバイスのリモート／ローカル状態とは無関係に発生しUser Requestます。
本器では使用しないので常に０となります。
ＰＯＮ
電源投入
Power On
電源がＯＦＦからＯＮになったときにセットされます。
※ ＳＥＳＲの内容は、＊ＥＳＲ？共通問い合わせを使って破壊的に読み出せます。
（すなわち、読みとられた後クリアされます。）※ ＳＥＳＲの内容は、＊ＣＬＳコマンドによりクリア出来ます。
※ ＳＥＳＲの内容は、電源ＯＮによりクリア出来ます。
電源ＯＮシーケンス実行中のデバイスは最初、ＳＥＳＲをクリアしますが、その後、このシーケンス中に発生するイベントを記録します。

４．３．２．４ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｅｖｅｎｔ Ｓｔａｔｕｓ Ｅｎａｂｌｅ Ｒｅｇｉｓｔｅｒ（ＳＥＳＥＲ）
標準イベントステータスイネーブルレジスタにより、ＳＥＳＲの中のどのサマリメッセージをＥＳＢサマリ
メッセージビットに対して有効にするか無効にするかを選択出来ます。
※ ＳＥＳＥＲの内容は、＊ＥＳＥ？共通問い合わせを使って読み出せます。
※ ＳＥＳＥＲの内容は、＊ＥＳＥ共通命令を使って書き込まれます。
※ ＊ＥＳＥ共通コマンドの実行または電源再投入によって、ＳＥＳＥＲをクリア出来ます。

92

5.

その他
5.1. 故障かなと思う前に修理依頼の前に、以下の項目をチェックして下さい。
症状

原因

対策

外部制御

参照箇所
１．４．２節
電源コードが抜けている
コンセントにしっかり差し込む １．４．４節
１．６．２節１．４．３節
電源が入らない
ヒューズが切れている
ヒューズ交換１．６．２節
配線が正しくない
配線接続の確認
２．１節
非常停止ボタンが押されて 非常停止ボタンを回し解除する １．６．１節
いる
１．６．３節自動ステージ接続ケーブル 専用ケーブルのコネクタ部の １．６．２節
の接続不良
接続確認
２．１節
自動ステージが駆動
３．２．３．３節
しない
ソフトリミットの設定が行わ
ソフトリミットの確認
４．２．２．１〜れている
４．２．２．４節
１．６．２節接続ケーブルの配線が配線確認
２．１．２節正しく行われていない
２．１．３節ディップスイッチの設定がディップスイッチの設定の確認 ２．２節
正しく行われていない
電源ランプ／Ｄ２００
ランプ切れ
修理依頼
お問合せ先
ハンディターミナルの
１．４．２節ボタンのＬＥＤが点灯 電源コードが抜けている コンセントにしっかり差し込む １．４．４節
しない
１．６．２節ヒューズがたびたび
電源コードの損傷・不良
修理依頼
お問合せ先
切れる

93

5.2. コントローラ仕様
5.2.1. 基本仕様
品名
Ｄ２５１
Ｄ２５２
Ｄ２５３
Ｄ２５４
Ｄ２５５
Ｄ２５６
制御軸数
１
２
３
４
５
６
重量
９kg
９．５ｋｇ
１０ｋｇ
１０．５ｋｇ１１ｋｇ
１１．５ｋｇ
外形寸法
４３０（Ｗ）×１００（Ｈ）×３５０（Ｄ） ｍｍ （取手・ゴム足等の突起物は含まず）
使用環境
０ 〜 ４０ ℃
２０〜８0％ＲＨ（非結露）保存環境−２０ 〜 ６０ ℃
２０〜８0％ＲＨ（非結露）電源
ＡＣ１００〜２４０Ｖ ±１０％ ５０／６０Ｈｚ （ワイドレンジ入力）
最大消費電力
６０Ｗ
１００Ｗ
１４０Ｗ
１８０Ｗ
２２０Ｗ
２６０Ｗ
5.2.2.

コントローラ性能仕様

制御軸数： 最大６軸搭載可能 （単軸駆動）

出力パルス数（Ｐ）： ０〜９９９９９９９９パルス

駆動速度設定（Ｆ）： １〜９９９９９９ＰＰＳ

起動速度設定（Ｌ）： １〜９９９９ＰＰＳ

加減速レート（Ｒ）： １〜９９９９ｍｓｅｃ

ソフトリミット設定： 各軸２箇所 ＣＷ/ＣＣＷ

機械リミット検出： 各軸２箇所 ＣＷ/ＣＣＷ

原点検出： 機械原点検出機能１２方式 （論理切り替え可能）

外部インターフェイス： ＧＰ−ＩＢ(ＩＥＥＥ-４８８．２準拠)（論理切り替え可能）

ＲＳ２３２Ｃ（１９２００／９６００ＢＰＳ：ディップスイッチ切り替え）
非常停止機能： 非常停止釦搭載※ 本器では、登録したパラメータおよび、メモリースイッチの内容はＥＥＰＲＯＭにて保存しバックアップを行ないます。
ただし、現在位置（ＰＯＳＩＴＩＯＮ）は電源を切った場合０クリアされます。

5.2.3.

ドライバ仕様駆動方式 ： バイポーラ定電流チョッパーペンタゴンドライブ方式
励磁方式 ： ４相励磁（マイクロステップドライバタイプ最大２５０分割１６段階）
駆動容量 ： ０．７５Ａ／相、１．４Ａ／相 （自動カレントダウン機能付き）※ １．４Ａ／相は、特注で対応します。

94

5.3. 保証とアフターサービス
5.3.1.

保証についてお問い合わせ時に検査・品質保証書あるいは、製品の側面にマーキングされております８桁のシリアルナンバーをご連絡下さい。当社ではシリアルナンバーにより納入日を記録しております。
保証期間は、納入後１年間です。
但し、次の場合は保証対象外となり、有償修理とさせていただきます。
−使用上の誤り及び当社以外の者による改造、修理に起因する故障、損傷の場合−輸送、移動時の落下等、お取り扱いが不適当なために生じた故障、損傷の場合−火災、塩害、ガス害、異常電圧及び地震、雷、風水害、その他の天災地変等による故障、損傷の場合−説明書記載方法及び注意書きに反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合※ 本製品の故障、又はその使用によって生じた、直接、間接の損害については、当社はその責任を負わないものとさせて頂きます。

5.3.2.

アフターサービスについて修理依頼の前に５．１節の項目をチェックして下さい。
それでもご不明な点等ございましたら、当社ＯＳＴ事業部営業グループまでお問い合わせ下さい。
《保証期間中》取扱い説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償で修理いたします。
上記の保証対象外の故障につきましては、有償修理とさせていただきます。
《保証期間が過ぎた場合》修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

5.3.3.

修理可能期間について

本器の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後１年です。この期間を修理可能期間とします。なお、部品の保有期間を過ぎた後でも修理可能な場合がありますので、当社ＯＳＴ事業部営業グループまでお問い合わせ下さい。
※ 本器に生じた故障に関し、当社は本保証に基づく無償修理以外の責任を負いません。

95

5.4. ＣＥマーキングについて
5.4.1.

ＣＥマーキングＥＵ（欧州連合）域内において機器を流通するために、製造者にはその機器に関連したＥＣ指令に適合していることを証明するＣＥマーキングが義務化されます。
製造者は、機器が各指令の要求項目を満足するかどうかを判断するために、一般的に各指令に対応して発行されたＥＮ規格（ＥＮ規格が存在しない場合は、ＩＥＣ規格など）を用いて規格に適合していることを確認します｡
そして製造者自ら指令に適合していることを宣言する自己宣言書を作成しＣＥマーキングを行います。
（ただし、機器の危険性の度合いにより、公認機関による型式試験証明を取得後自己宣言する場合もあります｡）
自己宣言品には、銘板上またはパッケージのラベル上に次のマークが記載されます。

5.4.2.

当社のＣＥマーキングについて

当社のＣＥマークは、下図の接続にて自己宣言を行っています。
・ パソコンを使用しない場合は、パソコンとの接続はしなくても構いません｡
・ Ｄ２００ハンディターミナルについても、使用しない場合（パソコンと接続した場合）は接続しなくても構いません。

RS232C
GP-IB

D200

96

接続される自動ステージは、下記に示す当社の自動ステージ以外は、接続しないで下さい。
ｼﾘｰｽﾞ
KS101-15 ｼﾘｰｽﾞ
KS101-20 ｼﾘｰｽﾞ
KS101-20MS ｼﾘｰｽﾞ
TKS101-20MS ｼﾘｰｽﾞ
KS101-30 ｼﾘｰｽﾞ
KS101-30MS ｼﾘｰｽﾞ
KS101-20HD ｼﾘｰｽﾞ
KS101-30HD ｼﾘｰｽﾞ
KS161-35 ｼﾘｰｽﾞ
KS161-85 ｼﾘｰｽﾞ
KS162-50 ｼﾘｰｽﾞ
KS162-100 ｼﾘｰｽﾞ
KS162-200 ｼﾘｰｽﾞ
KS102-30 ｼﾘｰｽﾞ
KS102-70 ｼﾘｰｽﾞ
KS102-100 ｼﾘｰｽﾞ
KS103-60 ｼﾘｰｽﾞ
KS103-100 ｼﾘｰｽﾞ
KS121-30 ｼﾘｰｽﾞ
KS121-60 ｼﾘｰｽﾞ
KS122-100 ｼﾘｰｽﾞ
KS122-200 ｼﾘｰｽﾞ
KS122-300 ｼﾘｰｽﾞ
KS111-100 ｼﾘｰｽﾞ
KS111-150 ｼﾘｰｽﾞ
KS111-200 ｼﾘｰｽﾞ
KS113-50A ｼﾘｰｽﾞ
KS113-100A ｼﾘｰｽﾞ
KS113-150A ｼﾘｰｽﾞ
KS113-50F ｼﾘｰｽﾞ
KS113-100F ｼﾘｰｽﾞ
KS113-150F ｼﾘｰｽﾞ

KS101-15
KS101-20
KS701-20R
KS101-20MS
KS701-20RMS
TKS101-20MS
TKS701-20RMS
KS101-30L
KS101-30R
KS101-30LMS
KS101-30RMS
KS101-20HD
KS701-20RHD
KS101-30LHD
KS101-30RHD
KS161-35
KS161-85
KS162-50
KS162-100
KS162-200
KS102-30
KS102-70
KS102-100
KS103-70
KS103-100
KS121-30
KS121-60
KS122-100
KS122-200
KS122-300
KS111-100
KS111-150
KS111-200
KS113-50A
KS113-100A
KS113-150A
KS113-50F
KS113-100F
KS113-150F

KS201-15
KS201-20

製品名
KS301-15
KS301-20N

KS701-15
KS701-20L

KS201-20MS

KS301-20NMS

KS701-20LMS

TKS201-20MS

TKS301-20NMS

TKS701-20LMS

KS201-30L
KS201-30R
KS201-30LMS
KS201-30RMS
KS201-20HD

KS301-30L
KS301-30R
KS301-30LMS
KS301-30RMS
KS301-20NHD

KS701-30L
KS701-30R
KS701-30LMS
KS701-30RMS
KS701-20LHD

KS201-30LHD
KS201-30RHD
KS261-35
KS261-85
KS262-50
KS262-100
KS262-200
KS202-30
KS202-70
KS202-100
KS203-70
KS203-100
KS221-30
KS221-60
KS222-100
KS222-200
KS222-300
KS211-100
KS211-150
KS211-200
KS213-50A
KS213-100A
KS213-150A
KS213-50F
KS213-100F
KS213-150F

KS301-30LHD
KS301-30RHD
KS361-35
KS361-85
KS362-50
KS362-100
KS362-200
KS302-30
KS302-70
KS302-100
KS303-70
KS303-100
KS321-30
KS321-60
KS322-100
KS322-200
KS322-300
KS311-100
KS311-150
KS311-200
KS313-50A
KS313-100A
KS313-150A
KS313-50F
KS313-100F
KS313-150F

KS701-30LHD
KS701-30RHD

97

ｼﾘｰｽﾞ
KS112-100 ｼﾘｰｽﾞ
KS112-200 ｼﾘｰｽﾞ
KS112-300 ｼﾘｰｽﾞ
KS112-400 ｼﾘｰｽﾞ
KS332/KS333 ｼﾘｰｽﾞ
KS401 ｼﾘｰｽﾞ
KS402 ｼﾘｰｽﾞ
KS431/KS432 ｼﾘｰｽﾞ
KS421 ｼﾘｰｽﾞ
KS451 ｼﾘｰｽﾞ
KS501-40 ｼﾘｰｽﾞ
KS501-60 ｼﾘｰｽﾞ
KS521 ｼﾘｰｽﾞ
TKS102 ｼﾘｰｽﾞ

KS112-100
KS112-200
KS112-300
KS112-400
KS332-4
KS332-50
KS401-40
KS402-60
KS402-180
KS431-60
KS421-60
KS451-40
KS501-40U
KS501-60U
KS521-40
TKS102-30
TKS102-30F

KS212-100
KS212-200
KS212-300
KS112-600
KS332-8N
KS333-5
KS401-60
KS402-75

製品名
KS312-100
KS312-200
KS312-300
KS332-12

KS332-20

KS402-100

KS402-160

KS432-60

KS432-75

KS432-100

KS451-60
KS501-40L
KS501-60L
KS521-60
TKS202-30
TKS202-30F

KS451-130
KS501-60WL
KS521-60W

KS501-60TL
KS521-60T

注意 ：・ 上記以外の当社自動ステージおよび、他社製品の自動ステージを接続された場合は、ＥＮ規格の適合性の確認はお客様自身で確認していただくことになります｡
・ 上記、自動ステージを本器以外のステッピングモータコントローラに接続した場合、ＥＮ規格への適合性の確認はお客様自身で確認していただくことになります｡
・ 自動ステージに接続されるケーブルにフェライトコアがついている事を確認して下さい｡
フェライトコアが自動ステージに接続されるケーブルについていない場合ＥＮ規格に適合しません。
フェライトコアがついていない場合、当社ＯＳＴ事業部営業グループまでお問い合わせ下さい。
・ 本器およびＤ２００ハンディターミナルにはＣＥマークは入っています。しかし当社で自己宣言しているのは５．４．２節のアプリケーションのみで、単体での宣言はしておりません。
・ 当社製品の分解、改造を行わないで下さい。
当社は、製品の分解、改造を行った場合、ＥＮ規格への適合などの責任は負いかねます。

ＥＵ（欧州連合）域内に当社ステージを出荷する際は必ずご相談下さい。
当社の確認なしで出荷された場合責任は負いかねます。

98＜お問い合わせ先＞

ミスミグループ

駿河精機 株式会社 OST 事業部 カスタマサービス
TEL：0120−789−446
FAX：0120−789−449
http://www.surugaost.jp/
E-mailail ost@suruga-g.co.jp

東京営業所〒１08−００75

東京都港区港南２−４−１２ 港南ＹＫビル３Ｆ
ＴＥＬ ０３−６７１１−５０１２ FAX ０３−６７１１−５０２２
関西営業所〒５６９−００７１

大阪府高槻市城北町１−５−２５ ＦＪＹビル
ＴＥＬ ０７２−６６１−３５００ ＦＡＸ ０７２−６６１−３６２２
本社・工場〒４２４−８５６６

静岡県静岡市清水区七ツ新屋５４９−１
ＴＥＬ ０５４−３４４−４６１５ ＦＡＸ ０５４-３4６−１１９６

Ver 2.5 2010.04.23
ＯＳＴ−Ｄ３１９１−８99