バイオフリーザー仕様
モデル
冷 却 性 能内容積
外 寸 法（㎜）
外装／内装
断熱材
棚 ／ 引 出し棚 耐 荷 重圧縮機定格出力
冷却器
凝縮器
冷媒
電源
運 転 電 流消 費 電 力放熱量
除 霜 方 式
温度設定／表示
温度上昇警報扉開放警報
キーロックシステム
重量その他

地球環境にやさしい
AC100V 50／60Hz 15A 単独−14℃〜−28℃・−30℃−9℃〜−28℃／＋3℃〜＋16℃＋2℃〜＋15℃
手元灯 15W×1、鍵 2本（1本予備）

バイオマルチクーラー仕様
モデル
種別
冷 却 性 能内容積
外 寸 法（㎜）
外装／内装
断熱材
棚 ／ 引 出し棚 耐 荷 重圧縮機定格出力
冷却器
凝縮器
冷媒
電源運 転 電 流
消 費 電 力放熱量
除 霜 方 式
除霜水処理方式
温度設定／表示
温度上下限警報
扉開放警報
外部警報出力キーロックシステム
保 安 機 能重量
その他

バ イオフリー ザ ーバイオマルチクーラー
バイオメディカルクーラー

鍵 2本（1本予備）

バイオメディカルクーラー仕様＋3℃／常用＋4℃〜＋16℃

AC100V 50／60Hz 15A 単独付（運転スイッチ／温度設定／警報履歴の解除）
過冷却防止サーモ付−
鍵 2本（1本予備）※冷蔵室、冷凍室に各1ヶ所

モデル
冷 却 性 能内容積
外 寸 法（㎜）
外装
内装
断熱材
棚 ／ スノコ
棚 耐 荷 重圧縮機定格出力
冷却器
凝縮器
冷媒
電源
運 転 電 流消 費 電 力放熱量
除 霜 方 式
除霜水処理方式
温度設定／表示
温度上下限警報扉開放警報
外部警報出力保 安 機 能重量
その他

（注）1.上記仕様の冷却性能は、周囲温度＋30℃、無負荷時のものです。2.消費電力、運転電流は周囲温度＋30℃、記載最低温度・無負荷・安定時の値です。3.本仕様は改良のため、予告なしに変更することがあります。

＋2℃／常用＋4℃〜＋15℃

環境負荷の小さい省エネ製品をラインナップ● ランニングコスト（電気代）の大幅節約！
● CO2排出量の大幅削減！

● 各種法規制対応！
（フロン規制、フロン排出抑制法、RoHS指令）

フロン排出抑制法

対象外製品

2015年4月より「フロン排出抑制法」が施行され、フロン類を使用している業務用冷凍冷蔵機器（フリーザーや保冷庫等）の所有者に対し、機器の簡易点検等、様々な管理義務が課せられるようになりました。
ここで紹介するノンフロン製品は、当法規制の対象外となり、上記のような煩わしい管理義務が発生しません。
HCFC冷媒（R22，R509等）は2019年末で生産中止となりました。

AC100V 50／60Hz 15A 単独

過冷却防止サーモ付
鍵 2本（1本予備）●電源プラグとコンセントの形状
12A-125V 3芯 2.3m

●このカタログに掲載の製品には冷媒としてイソブタン（可燃性）を使用していますので、弊社の認定した技術者以外は修理を行わないでください。
●庫内での電気機器の使用は避けてください。万一、庫内で冷媒漏れが発生した場合、引火・爆発の原因となります。
●周囲温度が＋5℃〜＋30℃（冷蔵製品は［使用設定温度＋5］℃〜＋30℃）以外の環境で使用しますと故障の原因となります。
●このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところで、ご使用ください。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●据え付け工事、電気工事などが必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
●アセトン、エタノール、ベンジンなどの揮発性、引火性のあるものはこの製品には保管できません。防爆製品に保管してください。
防爆製品以外に保管しますと爆発する危険性があります。また、酸・アルカリ等の腐食性の強い物質も保管しないでください。故障・爆発の原因となります。
●当製品は保冷用です。急速凍結目的でのご使用は避けてください。

発売元

本社
大阪営業所
茨城営業所
名古屋営業所
神奈川営業所
埼玉工場〒113-0034 東 京 都 文 京 区 湯 島 3 丁目1 9 番 4 号〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目15番31号〒305-0032 茨城県つくば市竹園2丁目18番4号〒465-0085 愛知県名古屋市名東区西山本通2丁目2番地〒251-0021 神奈川県藤沢市鵠沼神明2丁目1-2神明商事ビル3階〒340-0002 埼 玉 県 草 加 市 青 柳 4 丁目2 9 番 6 号

販 売 店
TEL.
（03）
3831-7643
TEL.
（06）
6337-0600
TEL.
（029）
855-1181
TEL.
（052）
788-7770
TEL.
（0466）
29-0701
TEL.
（048）
933-2755※2022年4月から価格が変更になりました。

FAX.
（03）
3832-0633
FAX.
（06）
6369-2166
FAX.
（029）
855-0888
FAX.
（052）
788-7771
FAX.
（0466）
29-0702FAX.
（048）
936-2228●仕様及び価格は、予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
●梱包費、運送費、搬入費、消費税額等は別途負担です。
●カタログの記載内容は2022年4月現在のものです。

URL : https://www.nihon-freezer.co.jp

約¥15,000
約¥19,000
約¥22,000
約¥23,000
約¥11,000
約¥12,000
約¥19,000
約¥24,000
約¥9,000
約¥9,000
約¥12,000
約¥17,000
注1：表内消費電力値は、当社測定基準による。

注2：電気料金の単価は、業務用電力の平均的な値として15円/kWhを採用。

フロンタイプの製品から新ノンフロンタイプの製品に切替えることで電気料金比較1年間の電気代が¥9,000〜¥24,000お得!

年間電気料金を¥9,000〜¥24,000節約することが可能です。
（製品寿命とされる10年間で考えると、8万円〜18万円のお得です）

1988年5月

オゾンの破壊をもたらすフロンのCFC類は1995年末に生産が全廃、HCFC類は2020年に実質全廃となる。

2002年4月

フロンガスも二酸化炭素（CO2）と並び地球温室効果の高いガスと位置づけられ、フロンガス（CFC、HCFC、HFC）を冷媒として使用する業務用冷凍空調機器類を廃棄処分する際には、フロンガスの回収・破壊が義務づけられる。
その後、2015年4月の改正では、フロンガスの漏えいを抑制するために、管理者（ユーザー）に対してフロンガスを含む業務用冷凍空調機器類の点検義務が課せられるようになる。詳細は環境省HPを参照。

「オゾン層保護法」施行「フロン回収破壊法」施行
2015年4月「フロン排出抑制法」施行
2005年2月「京都議定書」発効

地球温暖化の原因とされる温室効果ガス6種（二酸化炭素、フロンガス等）を、先進国全体で5.2%削減することを義務づけ。基準年を1990年とし、目標期間である2008年〜2012年に、我が国では6%の削減が義務づけられる。

「チーム・マイナス6%」⇒「チャレンジ25キャンペーン」⇒「Fun to Share」への参加

2005年の京都議定書発効を受け、我が国では、国、地方自治体、事業者、そして国民一人ひとりが協力して温室効果ガスの排出削減に取組むプロジェクトとして、「チーム・マイナス6%」が発足されました。その後、目標変更等に伴い、2009年に「チャレンジ25キャンペーン」、2014年に「Funto Share」へと名称が変更されました。

※日本フリーザーは、このプロジェクトに参加し、ノンフロン製品の普及に努めています。

1.010900

0.055

1810

01430

03

RoHS指令とは、EU（欧州連合）が2006年7月に施行した有害物質規制（2019年7月改正）。
地球環境や人の健康を守ることを目的に、電気・電子機器で使われる特定有害物質【鉛（Pb）、水銀（Hg）、カドミウム（Cd）、六価クロム（Cr6+）、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）、フタル酸エステル類（DEHP,BBP,DBP,DIBP）】
について、EU加盟国内で利用を制限している。
ここで紹介するノンフロン製品は、このRoHS指令にも対応しております。

強化プラスチック製の引き出し式冷凍庫なので、多種類の保存物を整理して収納できます。

価格

オプション

●設置固定金具●サイドハンドル錠

製品を床面に固定するための金具です。
製品の出荷前にご依頼ください。

鍵の取り付けが可能です。
製品の出荷前にご依頼ください。
・ 型式：A-458-R
・ 価格 : ￥14,000／1箇所¥170,000

・上段：￥8,800/個
・下段：￥11,000/個※製品本体購入時にはフルセット付属されます。

・ 価格 : ￥66,000（4本1セット）
注1：GS、KGT、UKSシリーズに取付けが可能です。
注2：GS-1376HCには取付けできません。

金具サイズ：W100×D50×H300㎜（L型）／材質：鉄（黒塗装）

注１： 標準で鍵が付いていない
GS- 1376HC用ですが、他のGS、KGT、UKSシリーズにも取付けが可能です。
注２： 通常は1パターンの鍵になります。
複数台購入時等で鍵違いをご希望の際は、2カ所目から￥18,000／1箇所になります。

※床面への固定（アンカー打ち等）は、お客様にて対応願います。

100㎜●サーモレコーダー（モデル:TR-55i-Pt）①測定温度範囲：−199℃〜600℃②チャンネル数：1チャンネル③記録間隔：1秒〜60分 選択可能（15通り）④記録数：16,000個（間隔1分で約267時間、約11日間）⑤記録方式：ワンタイム方式、エンドレス方式を選択可能⑥表示方法：液晶表示⑦電池：リチウム電池LS14250（CR2も使用可）⑧サイズ：W47×D19×H62mm

後価格¥290,000

製品本体・上段：￥8,800/個
・下段：￥11,000/個※製品本体購入時にはフルセット付属されます。

前金具の固定位置●温度ロガー（KTシリーズ）≪付属品≫ Ptモジュール（PTM-3010）、リチウム電池（LS14250）
・価格 : ￥58,000
注1：価格にはセンサー（Pt100Ω）
及びセンサー取付工賃を含みます。
注2：測定したデータを読み取るためには、別途コミュニケーションポート
（TR-50U2）が必要となります。

●コミュニケーションポート
（データ読取り機／モデル：TR-50U2）
サーモレコーダーのデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うためのコミュニケーションポートです。付属の管理ソフトでデータのグラフ化、表作成、テキストファイル化などが可能です。
①通信：USB、光通信②電源：USBパスパワー（PC電源）③サイズ：W56×D16.5×H80mm
・ 価格:￥15,000≪付属品≫ USB通信ケーブル（US-15C）、管理ソフト（CD-ROM）※コミュニケーションポート1台で複数のサーモレコーダーの読取りが可能です。

①本体内蔵のセンサーによって温度を検知・記録。
ロガーごと庫内に設置が可能。
②記録データは、付属のソフト（対応OS：Windows7以上）とNFC通信でPCへ取り込み、グラフ表示、レポート作成等が可能。
③記録間隔：1〜255分間隔、記録容量：16,000件④温度ロガーサイズ：H34×W90×D15mm⑤電池寿命は約3年。
ロガー

本体

型番：KT-155F

価格：¥10,800

測 定 温 度 範 囲−40℃〜＋80℃

取 付 用 アタッチメント

型番：AT-150S，価格：¥1,500

NFC通信読取リーダー

型番：RC-S380S，価格：¥3,800

合 計 標 準 価 格¥16,100（上記3点セット）価格¥390,000

・上段：￥8,800/個
・下段：￥11,000/個※製品本体購入時にはフルセット付属されます。

＋4℃〜＋16℃ −9℃〜−28℃

1

冷凍室・冷蔵室で独立した制御方式、個別利用可能

4

冷凍室、冷蔵室それぞれ独立した冷却回路、制御回路を持ち、冷凍機も2台搭載され、各室の影響を受けないような設計になっています。
冷凍室、冷蔵室それぞれ個別に電源スイッチがあるため、必要に応じて冷凍室のみ、あるいは冷蔵室のみで利用することも可能です（省エネ運転）。

2

3

警報機能は、万一の時に保存物の温度上昇・下降の危険を知らせたり、省エネのために働く機能です。
①温度警報（冷蔵室・冷凍室共通）
使用中に、庫内温度が異常に上昇あるいは下降すると警報音と表示で異常を知らせます。
②扉開放警報（冷蔵室・冷凍室共通）
扉が開放されたままで、約60秒を経過すると、警報音と表示で知らせます。
③外部警報出力（棒端子式）
製品本体から離れた場所で機器の異常が検知できる外部警報用の無電圧接点を標準装備。
（温度警報・扉開放警報作動時および停電状態の時に出力）

冷凍庫（下部）の特長①冷却方式
壁面から直接冷却する無風冷却方式を採用のため、自動霜取りによる庫内温度の上昇がなく、風による保存物の乾燥もありません。
②収納性
庫内の各棚ごとにプラスチック製の引き出しが付いていますので、保存物の整理に適し、庫内の奥のものも簡単に取り出すことができます。また、扉の開閉時の冷気もれを最小におさえます。

5キーロックシステム
キーロックシステムが付いています。キーロックシステムの使用により、以下の操作を制限することが可能になります。
【運転スイッチのOFF／温度設定の変更／警報履歴の解除】

冷凍庫（上部）の特長①冷却方式
オフサイクル方式で自動的に除霜します。
ヒーターでの霜取りによる定期的な温度上昇がありません。
冷却方式は、冷却強制循環方式を採用しているため、庫内温度を均一に保ちます。
②収納性
棚は、約30mmピッチで上下に移動可能なので、大小の保存物を各棚で区別、整理でき、無駄なく収納ができます。

警報機能

6

保安機能
冷蔵室には保安機能（凍結防止）として、過冷却防止サーモが付いており、庫内が約0℃以下になると圧縮機を停止します。

7

扉の開閉方向が変更可能

2
445

価格

¥380,000

1

設置場所の都合等によって、扉の開閉方向を変更することができます。
（製品の出荷前にご依頼下さい。）＋4℃〜＋15℃

1

1 運転スイッチ
5 アラームログスイッチ（警報情報呼出し）
2 調節キー（温度設定等） 6 アラームスイッチ（アラーム停止）
3 デジタル表示部
7 セットボタン
4 キーロックスイッチ

32

42＋4℃〜＋15℃

優れた冷却性能オフサイクル方式で自動的に除霜します。ヒーターでの霜取りによる定期的な温度上昇がありません。冷却方式は、冷気強制循環方式を採用しているため、庫内温度を均一に保ちます。

収納性抜群
棚は、約30mmピッチで上下に移動可能なので、大小の保存物を各棚で区別、整理でき、無駄なく収納ができます。

警報機能
警報機能は、万一の時に保存物の温度上昇・下降の危険を知らせたり、省エネのために働く機能です。
①温度警報
使用中に、庫内温度が異常に上昇あるいは下降すると警報音と表示で異常を知らせます。
②扉開放警報扉が開放されたままで、約60秒を経過すると、警報音と表示で知らせます。
③外部警報出力（棒端子式）
製品本体から離れた場所で機器の異常が検知できる外部警報用の無電圧接点を標準装備。
（温度警報作動時および停電状態の時に出力）

保安機能
保安機能（凍結防止）として、過冷却防止サーモが付いており、庫内が約0℃以下になると圧縮機を停止します。

扉の開閉方向が変更可能
設置場所の都合等によって、扉の開閉方向を変更することができます。
（製品の出荷前にご依頼下さい。）

価格¥300,000

価格¥400,000

65173242657・上段：￥8,800/個
・下段：￥11,000/個※製品本体購入時にはフルセット付属されます。