フリーズ超低温槽仕様
CLN-1700CWE
CLN-2300CWE
ダブル冷却システム−140℃〜−150℃
約176ℓ
約236ℓ
外 寸 法
（㎜） W1420×D（840+298）
×H1090 W1600×D（840+298）
×H1090内 寸 法（㎜）
W500×D500×H705
W680×D500×H695
外装
電気亜鉛メッキ鋼板（アクリル樹脂焼付塗装）
内装
ステンレス鋼板（SUS430）
断熱材
硬質発泡ポリウレタン
内蓋
1枚（発泡ポリスチレン）2枚（発泡ポリスチレン）
圧縮機定格出力
1100W×2台
冷却器／凝縮器
パイプオンシート／フィンレスブロックコンデンサー
冷媒
混合冷媒（HFC）
電 源（50/60Hz）
3φ200V 20A 単独
運 転 電 流8.0／6.5A
8.3／7.0A
定 格 消 費 電 力
1480／1550W
1690／1750W
放熱量
5330／5580kJ/h6090／6300kJ/h
温 度 調 節 器
デジタル式温度調節器
温 度 警 報
設定温度から15℃温度上昇時にブザー報知
停 電 警 報停電時にブザー報知 バッテリー充電式2.5V（48時間作動可能）
ダブル冷却システム異常警報
冷凍機の電気的異常時にランプ点灯・ブザー報知
外 部 警 報 出 力
無電圧接点出力2P端子（温度・停電警報を出力）
漏 電 遮 断 器
定格容量：20A 定格感度電流：30mA高速型
重量
約323㎏
約340㎏
付 属 品 等 鍵2種（各2本）、キャスター4個、アジャスター2個、アクセスポート背面1ヶ所（φ20㎜）モデル
冷 却 シ ス テ ム
冷 却 性 能内容積

コントロールパネル③●

フリーズ超低温槽①② ●●

地球環境にやさしい④ ●
●
⑤●
⑥⑦
●

ダブル冷却システム①主電源スイッチ②デジタル温度コントローラー（上段：庫内温度−150℃

下段：設定温度）③記録計取付スペース（オプション）④ダブル冷却システム警報ランプ⑤外部警報スイッチ⑥警報ブザースイッチ⑦自動冷却補助装置関連（オプション）※コントロールパネルは、アクリルカバーで保護されており、また部外者の誤操作等を避ける為、カギが標準装備されています。

細胞（iPS・ES）・組織の長期保存に必要とされるガラス化温度を実現！
ダブル冷却システムで、貴重なサンプルを長期安全・安心保存！

（注） 1. 上記仕様の冷却性能は、周囲温度+30℃、無負荷時のものです。
2. 運転電流、定格消費電力は、周囲温度+30℃、連続運転・無負荷・安定時の値です。
3. 電源コード・プラグは、右図を参照してください。
4. 本仕様は改良のため、予告なしに変更することがあります。

CLN-1700CWE 温度特性
外気温30℃、50Hz

40CLN-2300CWE 温度特性

無負荷、庫内中央空気温度

200温-20温-20度-60度-60-40

プルダウン特性
プルアップ特性-80-100℃-40-100-120-140-140
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24時

プルダウン特性
プルアップ特性-80-120-160

無負荷、庫内中央空気温度

200℃

外気温30℃、50Hz

40-1600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24間（h r）

時●電源プラグとコンセントの形状保証について製品には保証書が付いています。記載内容に対する保証はいたしますが、保存品の補償等、製品修理以外の責任は保証の対象になりませんのでご了承ください。

電源コード／
3.5Sq4芯 3.5m間（h r）

プラグ

コンセント形状

引掛ゴム
プラグ（20A-250V）

安 全に関するご 注 意●このカタログに掲載の商品は屋内専用です。雨水のかからないところで、ご使用ください。
●周囲温度が＋5℃〜＋30℃以外の環境で使用しますと故障の原因になります。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●据え付け工事、電気工事などが必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
●アセトン、エタノール、ベンジンなどの揮発性、引火性のあるものはこの製品には保管できません。防爆製品に保管してください。
防爆製品以外に保管しますと爆発する危険があります。
●当製品は保冷用です。急速凍結目的でのご使用は避けてください。

発売元

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目19番4号 TEL.
（03）
3831-7643
大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目15番31号 TEL.
（06）
6337-0600
茨城営業所 〒305-0032 茨城県つくば市竹園2丁目18番4号 TEL.
（029）
855-1181
名古屋営業所 〒465-0085 愛知県名古屋市名東区西山本通2丁目2番地 TEL.
（052）
788-7770
神奈川営業所 〒251-0021 神奈川県藤沢市鵠沼神明２丁目１-２神明商事ビル3階 TEL.
（0466）
29-0701
埼玉工場 〒340-0002 埼玉県草加市青柳4丁目29番6号 TEL.
（048）
933-2755

販

売※2022年4月から価格が変更になりました。

店

FAX.
（03）
3832-0633
FAX.
（06）
6369-2166
FAX.
（029）
855-0888
FAX.
（052）
788-7771
FAX.
（0466）
29-0702FAX.
（048）
936-2228●仕様及び価格は、予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
●梱包費、運送費、搬入費、消費税額等は別途負担です。
●カタログの記載内容は2022年4月現在のものです。

URL : https://www.nihon-freezer.co.jp

細胞（iPS・ES）
・組織の長期保存に必要 とされるガラス化温度を実現！
ダブル冷却システムで、貴重なサン プルを長期安全・安心保存！
フリーズ超低温槽（−150℃）の特長

冷凍機１台が故障した場合の庫内温度変化イメージ

温度と分子運動のイメージ

ワンコンプレッサーシステム

ダブル冷却システム
当社のダブル冷却システム搭載機には、このマークがついています。

ダブル冷却システム

ダブル冷却システム

当社独自の新技術ワンコンプレッサーシステムを２組利用したダブル冷却システムを採用。
仮に１システムに異常が生じても庫内を超低温（−140℃以下）に維持し続けます。
【−150℃設定で、庫内を純水のガラス転移温度とされる−130℃〜−140℃以下に維持可能】

ワンコンプレッサーシステム

内容積

内容積

176236【従来の二元冷却方式.vs.ダブル冷却システム】

−30
−40

−150℃
正常運転

冷凍機１台に故障発生！
−20℃

一般的な二元冷却システム（徐々に温度上昇）

温

ダブル冷却システム℃ −110

どちらか１システムに異常が生じても−140℃以下を維持可能【純水のガラス転移温度（−130〜−140℃）以下】

−120
−130
−150
−16001234567時

89101112131415

低分子運動

大小

一般的な二元冷却システム

高温側

低高

温度が低ければ低い程、分子運動は小さくなる【＝生化学反応の抑制＝保存物の劣化抑制】※イメージ図間（ h r）−140℃

高保存物の生存率−140−80℃度

一般的な超低温槽（−80℃）よりも断熱層を厚く確保しています。したがって、万一のトラブル時にも、低温度を長時間維持します。

NEWダブル冷却システム

鋼板

ステンレス
庫
外側

庫内側

・CLN-35C（−80℃）：約9時間
・CLN-1700CWE（−150℃）：約18時間断熱層

・CLN-35C（−80℃）：120㎜
・CLN-1700CWE（−150℃）：170㎜

断熱厚

外気温30℃、50Hz

40

無負荷、庫内中央空気温度

約9時間【−80℃⇒0℃】

20−40

約18時間【−80℃⇒0℃】

℃ −80
−100
−120CLN-35C（−80℃）：断熱厚120㎜
CLN-1700CWE（−150℃）：断熱厚170㎜−140−160

モデル：CLN-1700CWE

価格 ¥3,170,000

012345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24時間（ h r）

500

正面図

フィン無しの放熱器を採用しているため、煩わしい放熱器（フィルター）の清掃が必要ありません。
一般的な超低温槽の凝縮器（放熱器）

CLNシリーズの凝縮器（放熱器）●外寸法：W1600×D（840+298）
×H1090㎜●電源：3φ200V 50/60Hz 20A

フィン

本体価格 ￥２5０,０００（記録紙1箱・2ヶ月分付） 記録紙 ￥20,０００（６箱1組・1年分）

放熱器にフィンが付いている。継続的に使用
すると、このフィンにホコリが詰まり、放熱不良が生じ、冷却不十分な状態になる。よって、定期的に放熱器の清掃が必要。これを避けるため、フィルターが取り付けられる場合があるが、やはりフィルターの定期的な清掃も必要。

フィンなしの放熱器を採用しているため、ホコリが詰まる心配がない。
よって、定期的な放熱器（フィルター）の清掃も必要なし。

万一のトラブルに備え、温度警報、停電警報、ダブル冷却システム異常警報を標準装備。
また、本体から離れた場所で機器の異常を知らせる遠隔警報に必要な接点も標準装備。
自動霜取り機能等による定期的な温度上昇はありません。

680

正面図

500

左側面図

注：ボックスにチューブは付属されません。

IBー02100

IBー02081

型 式
IB-02100
IB-02081
134×134×52
外寸法W×D×H（㎜） 147×147×52適合チューブサイズ（㎖）
1.2 , 2.0
100本
81本
チューブ立数包 装
1ケース（20個入り）￥23,540￥22,990ケース価格

自動冷却補助装置（ボンベなし）

価格 ￥２2０,０００

可搬式液体窒素容器◆LN₂方式（液体窒素）
・温度上昇時にLN₂を自動噴射します。
（庫内温度−130℃で作動。
庫内温度を−125℃〜−135℃に維持します）
・バッテリー充電式12V（約48時間作動可能）
価格 ￥280,000（ホース3m付属。LCO₂ボンベは含まれません） （ホース1.5m付属。液体窒素容器は含まれません。容器は別売）
注：LCO2ボンベを用意する場合、必ずサイフォン式を指定してください。

・型式：DLS-120B
・外寸法（mm）：外径φ505×全高1350
・内容積：120ℓ
・充填量：100ℓ
・空重量：76kg
・蒸発損失量：2.1ℓ／日
・バックアップ性能
庫内温度−120℃以下維持時間：約30〜35時間（条件：液体窒素約100ℓ、室温＋30℃、庫内無負荷、扉開閉なし）

価格 材質SS（鉄）：￥418,000
材質SUS（ステンレス）：￥506,000

注1：液体窒素は含まれません。空状態。 注2：画像は、材質SS（鉄）です。
注3：納期は約2.5ヶ月。 注4：ホースの取出し位置・長さの関係で容器の設置場所は、超低温槽の向って左側になります。

トレー各種
標準トレー
TN-3550C

外寸法（㎜）

引出し1個の内寸法（㎜）W200×D155×H（635+10） W190×D149×H121

価

格￥19,000/本対応モデル
総トレー数
CLN-1700CWE 6本（W2×D3）
CLN-2300CWE 9本（W3×D3）

フリーズボックス用トレー（81本立て用、100本立て用）
トレー型式
TF-3550C（81本立て用）TF-3550CB（100本立て用）

48

フリーズボックス

自動冷却補助装置は、十分に換気が出来る場所でご利用ください。
装置が作動している間は、ガスの放出により酸欠等を引き起こす可能性があります。

フィルター

840

超低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。

注：価格にはセンサー1本分が含まれています。追加分についてはお問合せください。

◆LCO₂方式（液化炭酸ガス）
・温度上昇時にLCO₂を自動噴射します。
（庫内温度−65℃で作動。
庫内温度を−60℃〜−70℃に維持します）
・バッテリー充電式12V（約48時間作動可能）

25075

価格 ¥3,520,000

左側面図（単位：㎜）
1600

モデル：CLN-2300CWE

500①大型LED（10×18mm）で鮮明表示、各種設定は簡単な対話式。
②防塵防滴前面ドア（IP54準拠）。
③定刻印字、ゾーン記録、部分圧縮拡大等、各種機能を装備。
警報接点（オプション）。
《主な仕様》・6打点式（6色ワイヤドット）
・外形寸法：W144×H144×D220㎜ 質量：2.5kg
・センサー：白金測温抵抗体Pt-100Ω
・記録紙送り速度：10〜1500㎜／h（28段階）
・有効記録幅：100㎜ 記録紙長：16m（折りたたみ式）
・電源電圧：100〜240VAC（周波数切替不要）

温度記録計（SR10000）

トレー型式

温 −60度

-150℃

4875

１システムで−150℃を達成できるシステムが、２つ同時起動しています。よって、どちらか一方のシステムに異常が生じても、超低温を維持可能です（−140℃以下を継続的に維持）。

0−20840

温度記録計（SR10000）※−80℃タイプと比較し低温維持時間が約2倍

温度上昇特性（プルアップ）比較

250■オプション■ プルアップ時間【−80℃⇒＋0℃】

ポリウレタン-150℃

寸法図（単位：㎜）
1420●外寸法：W1420×D（840+298）
×H1090㎜●電源：3φ200V 50/60Hz 20A

低温側

高温側と低温側で別々の働きをしています。
よって、どちらか一方のシステムに異常が生じると、庫内温度はどんどん上昇してしまいます。

寸法図

695

庫 −80
内−90
温度 −100

1090
695−70695

−60

1090
705

−50

外寸法（㎜）

ボックス収納数

価格

W144×D144×H（618＋10）11個/本￥17,000/本

W155×D152×H（618＋10）

11個/本￥19,000/本対応モデル
CLN-1700CWE
CLN-2300CWE
CLN-1700CWE
CLN-2300CWE

総トレー数
9本
（W3×D3）12本（W4×D3）9本（W3×D3）12本（W4×D3）

注1：対象フリーズボックスサイズ（81本立て用：W134×D134×H52㎜、100本立て用：W147×D147×H52㎜） 注2：
トレーにフリーズボックスは付属されません。

TNー3550C

TFー3550CB