Produktinformation

Baureihe IBV 100
Interpolations- und­Digitalisierungs-Elektroniken

Mai 2010

Baureihe IBV 100
Interpolations- und Digitalisierungs-Elektronik• Eingangssignale » 1 VSS• Ausgangssignale « TTL

Tolerancing ISO 8015
ISO 2768 - m H< 6 mm: ±0.2 mm

98

¬ 4.5

14.57±1¬ 7.5

1Zubehör:
Für die Befestigung auf den bestehenden
Bohrungen der IBV 6xx/EXE 6xx gibt es
eine Adapterplatte:

64M4*)

6147
173

AAdapterplatte: ID 536 452-01

 0.3 A

À

163±0.2

 0.3 A86±0.252±0.2M4¬ 4.5R551362

2536±0.2

2 Befestigungsschrauben
M4 x 16 DIN 912/ISO 4762

21.5*)

86±0.236±0.238.5±186±0.2

 0.3 AM4

¬ 4.5
Adapterplatte

M4
Md = 2.5 Nm
im Lieferumfang enthalten

M4

Produktinformation Baureihe IBV 100

5/2010Technische Kennwerte

IBV 101
IBV 102

Eingang» 1 VSS

Elektrischer Anschluss

M23-Flanschdose (Buchse) 12-polig

Kabellänge† 60 m bei UP > 4,9 V† 30 m bei IMessgerät † 120 mA1)

Interpolation

IBV 101: 5fach, 10fach
IBV 102: 20fach, 25fach, 50fach, 100fachEingangsfrequenz1)
bei Interpolation

nominale Werte2)

IBV 101

5fach 200 kHz

200 kHz133 kHz100 kHz80 kHz

50 kHz

25 kHz

10fach 200 kHz

100 kHz66 kHz

50 kHz40 kHz

25 kHz12,5 kHz

20fach 100 kHz

50 kHz33 kHz

25 kHz

20 kHz12,5 kHz6,25 kHz

25fach 80 kHz

40 kHz

26 kHz

20 kHz

16 kHz

10 kHz

5 kHz

50fach 40 kHz

20 kHz

13 kHz

10 kHz

8 kHz

5 kHz

2,5 kHz

100fach 20 kHz

10 kHz6,6 kHz

5 kHz

4 kHz

2,5 kHz

1,25 kHz‡ 0,950 µs‡ 1,925 µs

IBV 102

Ausgang1)« TTL (getaktet)

Elektrischer Anschluss

M23-Flanschdose (Stift) 12-poligKabellänge† 25 m† 50 m† 75 m(¥ † 50 m)† 100 m (¥ † 50 m)

Flankenabstand a‡ 0,100 µs‡ 0,220 µs‡ 0,345 µs‡ 0,465 µs

Referenzmarkensignal1)

Impulsbreite 90° el. oder 270° el.

Störungsmeldung1)

über Störungssignal ¥ oder zusätzlich Ua1/Ua2 hochohmig

Spannungsversorgung

5V ± 5 %3)

Stromaufnahme

IBV 101: † 120 mA
IBV 102: † 130 mA

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur

0 bis 70 °C–30 bis 80 °C

Vibration 50 bis 2 000 Hz
Schock 11 ms† 100 m/s2
† 300 m/s2

Schutzart

IP 65

Masseca. 0,3 kg‡ 0,585 µs

fett: diese Version ist im Lieferzustand voreingestellt, bei Bestellung bitte auswählen
einstellbar
2)
die tatsächliche Eingangsfrequenz kann bis zu 5 % niedriger sein. Ein Überschreiten führt zur Fehlfunktion
3)
zuzüglich Ausgangsbelastung (80 mA bei empfohlener Eingangsschaltung) und Stromaufnahme des Messgeräts(siehe Prospekt des Messgeräts)
1)

Produktinformation Baureihe IBV 100

5/2010Elektrischer Anschluss

Verbindungs- oder Adapterkabel mit M23-Stecker (Stift)12-poligVerbindungskabel M2312-polig, ¬ 8 mm
komplett verdrahtet
ID 298 399-xx«»

Kabel und Stecker 12-polig
siehe auch HEIDENHAINProdukt-Kataloge für Längenmessgeräte, Winkelmessgeräte
und Drehgeber sowie die Produktinformationen der jeweiligen Messgeräte

einseitig verdrahtet
ID 309 777-xx

2unverdrahtet
ID 244 957-01

2[4(2x0,14mm ) + (4x0,5 mm )]Stecker (Buchse) 12-polig
ID 291 697-05

Eingang IBV – » 1 VSS
12-polige
M23-Flanschdose

912108121137654

Spannungsversorgung

Inkrementalsignalesonstige Signale

122101156813479/

UPSensor
UP0V

Sensor
0V

A+

A–

B+

B–

R+R–

frei

frei

frei

braun/
grün

blau

weiß/
grün

weiß

braun

grün

grau

rosa

rot

schwarz

violett/

gelb

Schirm liegt auf Gehäuse; UP = Spannungsversorgung
Sensor: Die Sensorleitung ist intern mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbunden.

Ausgang IBV – « TTL
12-polige
M23-Flanschdose

12-poliger
M23-Stecker

Spannungsversorgung

Inkrementalsignale

12210115UP

Sensor
5V0VSensor0V

Ua1

braun/grün

blauweiß/grün

weißbraun

6grün

sonstige Signale

81

3

4

7

9

Ua2

£

Ua0¤

¥

PWTTestpin

grau

rosa

rot

schwarz

violettgelb

Kabelschirm mit Gehäuse verbunden; UP = Spannungsversorgung
Sensor: Die Sensorleitung ist im Messgerät mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbundenWeitere Informationen• Produktübersicht Interface-Elektroniken
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 583301 Traunreut, Germany{ +49 8669 31-0
| +49 8669 5061E-mail: info@heidenhain.dewww.heidenhain.de624 603 · 01 · A · 01 · 5/2010 · PDF