日本製
MADE IN JAPAN

直流電流計

工場出荷時
設定変更対応PSA/PSAL

で13機種
ジン
レ計測

〜A01±A
µ00±1

前面パネル
グレー
MODE

SEL

電流→CAN変換にもUP

前面パネル
青/ピンク

48×96
サイズ

PSA-4801
出力更新
1ms-

PSA-2401
出力更新
1ms-

オーバーサンプリング約250kHzのΣ⊿ADコンバータで出力更新時間毎の平均電流を計測。任意にレート設定可能。

用途例

シャント抵抗 40mΩ ±10A、±5A、±2Aタイプ
シャント抵抗による損失を大幅低減

24×48サイズ

PSAL-2401
出力更新
40ms-

0円イ〜プ
0
16,,4 示なしタ451
17
表LPSA

2

バッテリーのCCCV充電電流計測・管理
ソレノイドのPWM電流計測など
ソソレノイドバルブ

CAN
アナログ出力USB

2点間レート設定 線形補正式
センサ電源 5V／ 12V （その他の電圧も可能）

PLC
ロガー
PCなど

モータ
バッテリー16bitアナログ出力
デジタル通信でデータ管理 CAN・RS-485

DINレール取付
制御盤内の変換器用途にCAN・アナログ 同時出力
BCDより配線数激減のCAN通信と、アナログ出力の2系統接続でシステムの安全性向上にもPSA-2451

PSA-2431

最大99の移動平均：応答良く安定した制御

防水パッキン

前面防水パッキン付属の後面 USBタイプもご用意

USBで設定値を安全管理（保存・照合）PSA-2411

USB Type-Cコネクタ標準装備

取外し・取付け工程短縮
事前にコネクタへ配線、取付[プラグコネクタ*] PSA-24/PSAL-24

PSA-4801

PSA-2401

LINKSHIP

取付けフックスプリング
ロック式

PSA-24/
PSAL-24

M2
スクリュー式PSA-48

専用PCソフト [無償] で計測管理・ロギング

LINKSHIP*PSA/PSAL-24の計測範囲±10Aタイプは固定式コネクタです

設定値管理

CSVデータロギング
CSVデータロギング

DCフリー電源LINKSHIPやPCなしでも設定可能

MODE

SEL

UP

PSA-2401 PSAL-2401
PSA-4801
DC7- 60V
DC7-30V DC12-30V / AC100 -240V ※機種を選択

多CHタイプ

PL-5A（別売）

ENT

温度計・速度計・電圧計なども組込*下記ラインナップの計測を組込可能です

PSA-48

前面パネルに設定 / 計測用ボタン

PSA-24 プログラムローダ（設定器）
PSAL-24 ※データロギングや給電は不可

ラインナップパネルサイズ

48×96
24×48

NEW

出力更新速度NEWシリーズ CAN変換器 サーミスタ

0.1ms / 1ms / 2ms 〜 (機種別) EX48
0.1ms / 1ms / 2ms 〜 (機種別) EX24
40ms 〜：ローコストタイプ
EXL24

実績例
6CH 計測器

熱電対

測温抵抗

電流

電圧

抵抗

−−

HT-48

HT-48R

PSA-48

PSV-48RR-48

速度/積算 周波数偏差SPD-48

CAN-24HT-24T

HT-24

HT-24RPSA-24

PSV-24

RR-24

SPD-24

TQ-24

CANL-24

HTL-24T

HTL-24HTL-24R

PSAL-24

PSVL-24

RRL-24SPDL-24

TQL-24TQ-48

■共通仕様■オプション

名称
直流電流計型式（1ms-出力更新）／ PSAL-2401（40ms-出力更新）
PSA-4801／ PSA-2401
【入力部】
入力信号
1点 直流電流信号
計測範囲
電流計測範囲電流入力端子耐圧 計測分解能±10A（1D4） −10000.0mA 〜＋10000.0mA −11A 〜＋11A0.5mA±5A（5D3） −5000.0mA 〜＋5000.0mA
0.25mA−6A 〜＋6A±2A（2D3） −2000.0mA 〜＋2000.0mA
0.1mA−3A 〜＋3A±1A（1D3） −1000.0mA 〜＋1000.0mA
0.05mA−3A 〜＋3A±200mA（2D2） −200.00mA 〜＋200.00mA
0.01mA−3A 〜＋3A±100mA（1D2） −100.00mA 〜＋100.00mA
0.005mA−3A 〜＋3A±20mA（2D1） −20.000mA 〜＋20.000mA0.001mA−3A 〜＋3A±100µA (1DM1） −100.00µA 〜＋100.00µA−0.05A 〜＋0.05A 0.05µA
計測精度±0.1%FS＋1digit
サンプリング速度 8/16/32/64/128/250/860 回/秒 オーバーサンプリング250kHz 固定
ローパスフィルタ カットオフ周波数1kHz
センサ用電源
オプション [H] DC+12V±5% 60mA ／ [L] DC+5V±5% 150mA ／ その他

【CAN】
通信仕様

[PSA-2401] DC7-60V [PSAL-2401] DC7-30V (USBホストでの給電 5V)[PSA-4801] DC12-30V ／ AC100-240V 【機種を選択】
3W以下
電源／電流入力／その他の入出力
電源／電流入力／その他の入出力：各端子間 DC500V 1分間[PSA-2401, PSAL-2401] 約60g ／ [PSA-4801] 約340g−10℃〜＋50℃／ 35 〜 85%RH（但し、結露無き事）■型式選定

は標準仕様（※は省略できます）■外形寸法図
PSA-2401 / PSAL-2401

48
48
59

24

24

他の仕様もご相談ください

PSA-48
PSA-24 □□□□□-□□-□□□□
PSAL-24

PSA-2431 / PSAL-2431

7998【一般事項】
電源電圧（逆接保護有）消費電力
アイソレーション
耐電圧
質量
使用温湿度範囲【コンパレータ（警報）出力】 出力数：2点出力形態
絶縁型無接点出力（フォトモスリレー）出力回路：極性なし
コンパレータ動作条件がONの時、COMP-COM間抵抗値：50Ω以下
定格
AC / DC280V 100mA max（抵抗負荷）／ ON 抵抗：50Ω以下
出力論理以下： 比較値以下で出力ON ／比較値以上でOFF( 極性付で比較 ) 以上： 比較値以下で出力OFF ／比較値以上でON
範囲内：設定範囲内でON ／範囲外でOFF
範囲外：設定範囲外でON ／範囲内でOFF
更新時間
アナログ出力更新時間の設定による 応答時間1ms(max.)

前面パネル部：2USB2.0：USB仮想COMによるシリアルポート通信230.4kbps
設定値の書込・読込／測定値連続出力[PSA-2401, 4801] 1- 9999ms ／ [PSAL-2401] 40- 9999ms 1ms単位で設定

小数点位置

出力信号：0-10V ／ 0-5V／±10V ／ ±5V／ 4-20mA 【機種を選択】
16bit
D/A変換方式：DAC変換方式（各レンジ50,000以上）
電圧出力 4.7kΩ以上
電流出力 300Ω以下
電圧出力 ±0.1％ of FS@23℃ 電流出力 ±0.1％ of FS@23℃±200ppm ／℃ 以下フルスケール、ゼロスケール設定で任意のスケーリング可能[PSA-2401, 4801] 1- 9999ms ／ [PSAL-2401] 40- 9999ms 1ms単位で設定
1ms以下（0 →90％）応答

DINレール取付面【USB通信部】
USB通信機能
出力更新時間

表示範囲
インジケータ【アナログ出力】
出力分解能
負荷抵抗
出力精度
温度変動
出力スケーリング
出力更新時間演算後応答時間5255

表示更新時間[PSA-4801][PSA-2401, PSAL-2401]
7seg赤 6桁 文字高14.2mm 消灯可
7seg赤 5桁 文字高9mm 消灯可
緑[G] オプション(PSALは赤のみ) 緑[G] オプション-19999 〜 99999-199999 〜 999999
4点 [IN], [RUN] , [C1], [C2]
1点
コンパレータONなどで点灯
電源／制御
0：小数点なし
0：小数点なし
1：□□□□□.□ 〜 5：□.□□□□□
1：□□□□.□ 〜 4：□.□□□□
0.3秒（0.1 - 9.9秒で設定可能） 表示移動平均数：1 - 9

【表示部】
表示器
（数値）

接続台数 32台（max）
2線式マルチドロップシリアル通信 通信方式：調歩同期式
9,600bps ／ 9,200bps ／ 8,400bps プログラムモードにて設定
スタートビット1bit ／ストップビット1bit ／データ長8bit ／パリティビット無ASCII

106

設定方法
追加制御入力設定値記憶【RS-485】
通信形式
通信速度
データ形式
通信コード

79

動作方式：ΔΣ積分方式
1 - 99ホールド（現在値・最大値・最小値・変動幅最大値）ゼロシフトから設定（ホールド入力、外部制御入力)
ゼロシフト機能：現在の入力レベルを計測のゼロ基準値として設定
1点 GNDに短絡でON 、開放でOFF（ホールド機能を設定）
2点 GNDに短絡でON 、開放でOFF（入力別にホールド機能を割付設定）
不揮発性メモリ（EEPROM）

通信機能：設定値の書込・読込 ／測定値連続出力
CAN2.0B 10k ／ 20k ／ 50k ／ 100k ／ 250k ／ 500k ／ 1M bps
フォーマット（INTEL ／ MOTOROLA）とフレーム（11bit ／ 29bit）は設定可能
CAN送信ID、CAN受信ID[PSA-2401, 4801] 1- 9999ms ／ [PSAL-2401] 40- 9999ms 1ms単位で設定

前面
パネル部：2

【演算部】
移動平均数
制御入力

設定項目
出力更新時間直流電流計 PSA / PSAL

72

PSA-2451 / PSAL-2451

PSA-4801
USB-C

20

https：//www.cocores.co.jp/

東京（中野区）

799

111.2

DINレール取付面

11

PRINTED IN JAPAN

ホームページ

102024.2 改訂版

愛知（ 豊 川 市 ）／ 大 阪（ 大 阪 市 ）／ 東 関 東（松戸市）

9CAT.NO.542

営業所
研究所

8FAX.03-3382-1200

19TEL.03-3382-1021〒164-0011 東京都中野区中央 3-40-4 新中野ココリサーチビル

7

support-coco@cocores.co.jp

18社

6本03-3382-1410 平日 9: 30 - 17: 30

17

製品のお問合せ：サポートセンター

548

249651.8

放熱を妨げぬよう、本体周辺をふさがないでください。
（放熱スペースを確保ください）使用環境温度：−10℃ - ＋50℃

PSA-24 / PSAL-24＋0.3

22.2 070以上

PSA-4801
30 以上

＋0.6
45.0 045

パネルカット寸法

お買い求めはTEL.
E-mail16※本品が安全で正常に動作するように、通気がよく温度管理の行き届いた場所でお使いください。
使用環境の動作時の温度は室内温度よりも常に高くなり、周囲の機器構成によって異なります。
必ず、使用環境温度を確認してから設置し、通気用の開口部をふさがないようにしてください。
※改良などの理由により予告なく仕様・外観を変更することがありますのでご了承ください。
※本品をご使用になって、本品の不調あるいは本品自体に起因する二次的災害発生の可能性があるときは、必ず別の技術手段による保全対策を併用してください。
※本品は、各所に新しい思想の特許が含まれています。

4(例) H24V 24V H3R3V 3.3V

＊1 : 準備中 ＊2 : コンパレータ出力3点以上は準備中 ＊3 : DINレール取付具付、取付フックなし＊4: PSALの表示器は赤のみ ＊5 : ±10Aタイプは固定式コネクタ

15表示器色※ 赤
G 緑＊43

プロセス信号対応

リニアライズ
U なし

※ なし
H 12V
L 5V
HxxV その他の電圧xxV

14

CH数
1 1CH

20 背面USB

前面パネル PSA-48 のみ※ グレー
K1 青/ピンク

13

PSA-48 のみ

端子台（プラグコネクタ）＊5PSA / PSAL-24のみ※ スプリングロック式
J04 M2スクリュー式

POWER IN0 前面USB
1 後面USB3 表示器あり＊3DINレール取付
5 表示器なし＊3DINレール取付

本体電源 PSA-48 のみ
DF DC12-30V
AF AC100-240V

オプション1 オプション2
アナログ出力 デジタル通信
※ なし
※ なし
E1 0-10V S01 CAN
E5 0-5V
S02 Modbus RTU ＊1
R1 ±10V S03 RS-485
R5 ±5V
D2 追加制御入力
I1 4-20mA
コンパレータ出力
C2 2点 ＊2
C2 2点 ＊2
B
出力オプション
なし
センサ電源

1

計測範囲(選択)
1D4 ±10A
5D3 ±5A
2D3 ±2 A
1D3 ±1A
2D2 ±200 mA
1D2 ±100 mA
2D1 ±20 mA
1D1 ±10 mA
2D1 ±2mA
1D1 ±1mA
2DM1 ±200 µA
1DM1 ±100 µA
2D1P 4(0)-20mA

PSA /PSAL-2412

タイプ

92