ＡＢＣＤＥ

Zahnrad-Durchflussmesser
Gear Type Flow Meter
Débitmètres à engrenages

VCA / VCNVCA / VCN

Funktion

Function機
能Fonction

Zahnrad-Durchflussmesser der Reihe
VCA / VCN sind Durchflussmessgeräte
für Flüssigkeiten mit einer gewissen
Schmierfähigkeit.

The gear type flow meters of the type
VCA / VCN are flowmeters for liquids
with a certain lubricity.

Les débitmètres de la série
VCA / VCN
このVCA及び/VCN
タイプは、
sont
des
instrumentsdemesurepour
ある程度に潤滑性のある液体
desliquidesavec
uncertainpouvoir用の流量計です。

Das Messwerk des KRACHT-ZahnradDurchflussmessers besteht aus einem
Zahnradpaar, welches nach dem
Arbeitsprinzip eines Zahnradmotors
vom Flüssigkeitsstrom angetrieben
wird. Die Messwerklagerung ist
als radiales und axiales Gleitlager
ausgebildet.
Über einen vom Messraum getrennten
magnetoresistiven Sensor wird die
Bewegung der Zahnräder abgetastet.

The measuring unit of the KRACHT
volume counter consists of a pairof gears, driven by a liquid flow on
the principle of a gear motor.
The plain bearing provides both axial
and radial support to the gears.
The movement of the gears is
sampled without contact by a sensor
located in the cover.

lubrifiant.

クラハト製
流量計の計測部はLe système demesure du débitmètre
ギアモーターの作動原理で、流KRACHT est composé d’une paire
体の流れによって回転する２つde roues dentées, qui est entraînée
のギアより成り立っています。
selon le principe du moteur à
プレーンベアリングは,ラジアル
engrenage par le débit du liquide quiとアキシャル双方向にギアを支
le traverse. Le palier des engrenages
えます。
est un palier lisse radial et axial.
Le mouvement de l’engrenage est
ギアの動きは、カバー内に装着
détecté par un capteur magnétoされたセンサーで、非接触にて
résistant séparé de la chambre de
検知されます。
mesure.

機 種 de選 type定Typenschlüssel / Type Key / Code

VCA

0,2

F
Dichtung
Seal
Joint
シール

A

R

1

V

1 センサー
Sensorohne Angabe = Standard-Elektronik
V = ohne Vorverstärker (für SD 1)

F FKM

without specification = standard electronic
V = without preamplifier (for SD 1)
rien = électronique standard
用のプリアンプリファイア無し
V = SDsans1préamplificateur(pour SD 1)

Nenngröße
Type
Tailleタイプ

R Rohranschluss
Pipe connection
Sur orifice
直接配管

0,04 · 0,2 · 2 · 5

P Plattenaufbau (nur VCA 2)
Plate mounting (only VCA 2)
Sur embase (seulement
VCA 2)
プレート配管（VCA
2 のみ）
Messwerk / Measuring unit / Engrenage

Produktname
Product nameNom
du produit
製品名
VCA
VCN nur / only / のみ
seulement
0,04 · 0,2

A Kunststoffgleitlager / Stahlzahnräder (VCA 0,2)
Plastic plain bearings / steel measuring gears (VCA 0.2)
Paliers
lisses en
matièreベアリング/
synthétique / engrenages
en acier
プラスチックプレーン
鋳鉄ギア (VCA
0.2)(VCA 0,2)

B Kunststoffgleitlager / Edelstahlzahnräder (VCA/VCN 0,2 / VCA2)
Plastic plain bearings / stainless steel measuring gears (VCA/VCN 0.2 / VCA2)
Paliers lisses enmatièreベアリング/
synthétique /ステンレスギア
engrenages en acier
inox(VCA/VCN
0,2 / VCA2)
プラスチック
プレーン
(VCA
/VCN
0.2 VCA2)C Mehrschichtgleitlager / Stahlzahnräder (P 10) (VCA 2)
Multi component plain bearings / steel measuring gears (P 10) (VCA 2)
Paliers lisses
à couchescomposites/ engrenages
acier 2)
(P 10) (VCA 2)
複合材
プレーン
ベアリング/
鋳鉄ギア(P10)en(VCA

E Kugellager / Stahlzahnräder (VCA 0,1 / VCA 5)
Ball bearings / steel measuring gears (VCA 0,1 / VCA 5)
Paliers àベアリング/
billes / engrenages
en acier
(VCA
VCA5)
5)
ボール
鋳鉄ギア
(VCA
0.10,1/ /VCAF Kugellager / Edelstahlzahnräder (VCA / VCN 0,04)
Ball bearings / stainless steel measuring gears (VCA / VCN 0.04)
Paliers àベアリング/
billes / engrenages
en acier inox
(VCA
/ VCN 0,04)
ボール
ステンレスギア
(VCA
/ VCＮ
0.04)

2

KRACHT GmbH · Gewerbestr. 20 · 58791 Werdohl, Germany · fon +49 (0) 23 92 / 935-0 · fax +49 (0) 23 92 / 935 209 · web www.kracht.eu · mail info@kracht.eu

VCA / VCN

Material
Gehäuse und Deckel

Zahnräder

Lagerung

VCA 0,04 FF R1

Aluminium AlMgSi F30

Edelstahl 1.4462

Kugellager

VCN 0,04 FF R1

Edelstahl 1.4404

Edelstahl 1.4462

Kugellager

VCA 0,1 FE R1

Aluminium AlMgSi F30

Stahl 1.7139

Kugellager

VCA 0,2 FA R1

Aluminium AlMgSi F30(hartcoatiert)

Stahl 1.7139

Kunststoffgleitlager(Iglidur X)

VCA 0,2 FB R1

Aluminium AlMgSi F30(hartcoatiert)

Edelstahl 1.4462

Kunststoffgleitlager(Iglidur X)

VCN 0,2 FB R1Edelstahl 1.4404

Edelstahl 1.4462

Kunststoffgleitlager(Iglidur X)

VCA 2 FC R(P)1

Aluminium AlMgSi F30(hartcoatiert)

Stahl 1.7139

Mehrschichtgleitlager(P10)

VCA 2 FB R(P)1

Aluminium AlMgSi F30(hartcoatiert)

Edelstahl 1.4462

Kunststoffgleitlager(Iglidur X)

VCA 5 FE R1

Aluminium AlMgSi F30(hartcoatiert)

Stahl 1.7139

Kugellager

Allgemeine Kenngrößen
Betriebsmitteltemperaturϑ m min = -- 10 °C
ϑ m max = + 80 °C

Viskositätsbereich

νmin
νmax

Umgebungstemperaturϑ u min = -- 10 °C
ϑ u max = + 80 °C

Einbaulage

beliebig

SchalldruckpegelLA=
20 mm2/s= 4000 mm2/s= < 60 dB (A)Betriebskenngrößen
Typ

Geom.
Zahnvolumen
cm3

Durchflussbereich

Messwerkanlauf

Auflösung[l/min][l/min][lmp/l]Messgenauigkeit(im Durchflussbereich)Betriebsdruck

Druckspitze

max.

Gewicht[kg]

VCA 0,04 FF R1

0,04

0,02 – 4(ν = 20 mm2/s)

0,004(ν = 20 mm2/s)

25 000± 2%
ab 20 mm2/s

200 bar

240 bar0,5

VCN 0,04 FF R1

0,04

0,02 – 4(ν = 20 mm2/s)

0,004(ν = 20 mm2/s)

25 000± 2%
ab 20 mm2/s

160 bar

190 bar1,2

VCA 0,1 FE R10,10,08 – 10

0,008(ν = 20 mm2/s)

10 000± 2%
ab 20 mm2/s

200 bar

240 bar0,6

VCA 0,2 FA(B) R10,20,25 – 10

5 000

± 3%
ab 20 mm2/s

160 bar

200 bar0,5

VCN 0,2 FA R10,20,25 – 10

5 000

± 3%
ab 20 mm2/s

160 bar

200 bar1,2

VCA 2 FC(B) R(P)12

1 – 650,12500(ν = 34 mm2/s)
0,04(ν = 100 mm2/s)± 2,5 %
ab 20 mm2/s

160 bar

200 bar1,9

VCA 5 FE R1

5,222

1 – 200

0,1(ν = 20 mm2/s)± 1%
ab 20 mm2/s

80 bar

100 bar6

191,5KRACHT GmbH · Gewerbestr. 20 · 58791 Werdohl, Germany · fon +49 (0) 23 92 / 935-0 · fax +49 (0) 23 92 / 935 209 · web www.kracht.eu · mail info@kracht.eu

3

VCA / VCN

Material
Housing and cover

Measuring gears

Bearing

VCA 0.04 FF R1

Aluminium AlMgSi F30

Stainless steel 1.4462

Ball bearings

VCN 0.04 FF R1

Stainless steel 1.4404

Stainless steel 1.4462

Ball bearings

VCA 0.1 FE R1

Aluminium AlMgSi F30

Steel 1.7139

Ball bearings

VCA 0.2 FA R1

Aluminium AlMgSi F30(hardcoated)

Steel 1.7139

Plastic plain bearings(Iglidur X)

VCA 0.2 FB R1

Aluminium AlMgSi F30(hardcoated)

Stainless steel 1.4462

Plastic plain bearings(Iglidur X)

VCN 0.2 FB R1Stainless steel 1.4404

Stainless steel 1.4462

Plastic plain bearings(Iglidur X)

VCA 2 FC R(P)1

Aluminium AlMgSi F30(hardcoated)

Steel 1.7139

Multicomponent plain bearings(P10)

VCA 2 FB R(P)1

Aluminium AlMgSi F30(hardcoated)

Stainless steel 1.4462

Plastic plain bearings(Iglidur X)

VCA 5 FE R1

Aluminium AlMgSi F30(hardcoated)

Steel 1.7139

Ball bearings

General Characteristics
Liquid temperatureϑ m min = -- 10 °C
ϑ m max = + 80 °C

Viscosity

νmin
νmax

Ambient temperatureϑ u min = -- 10 °C
ϑ u max = + 80 °C

Mounting position

optional

Sound pressure levelLA= < 60 dB (A)Measuringaccuracy(at flow range)

Operating Peakpressure pressure

Weight

max.

[kg]

=
20 mm2/s= 4000 mm2/s

Operating Characteristics
Type

4

Geom.
toothvolume
cm3

Measuring
range

Starting
point

Resolution[l/min][l/min][lmp/l]VCA 0.04 FF R1

0.04

0.02 – 4(ν = 20 mm2/s)

0.004(ν = 20 mm2/s)

25 000± 2%
at 20 mm2/s

200 bar

240 bar

0.5

VCN 0.04 FF R1

0.04

0.02 – 4(ν = 20 mm2/s)

0.004(ν = 20 mm2/s)

25 000± 2%
at 20 mm2/s

160 bar

190 bar

1.2

VCA 0.1 FE R1

0.1

0.08 – 10

0.008(ν = 20 mm2/s)

10 000± 2%
at 20 mm2/s

200 bar

240 bar

0.6

VCA 0.2 FA(B) R1

0.2

0.25 – 10

5 000

± 3%
at 20 mm2/s

160 bar

200 bar

0.5

VCN 0.2 FA R1

0.2

0.25 – 10

5 000

± 3%
at 20 mm2/s

160 bar

200 bar

1.2

VCA 2 FC(B) R(P)12

1 – 650.12
500(ν = 34 mm2/s)
0.04(ν = 100 mm2/s)± 2.5%
at 20 mm2/s

160 bar

200 bar

1.9

VCA 5 FE R1

5.222

1 – 200

0.1(ν = 20 mm2/s)± 1%
at 20 mm2/s

80 bar

100 bar6

191.5

KRACHT GmbH · Gewerbestr. 20 · 58791 Werdohl, Germany · fon +49 (0) 23 92 / 935-0 · fax +49 (0) 23 92 / 935 209 · web www.kracht.eu · mail info@kracht.eu

VCA / VCN

Matériaux
材
質
ハウジング、カバー
Corps

ギ ア
Engrenage

ベアリング
Paliers

VCA 0,04 FF R1

Aluminium AlMgSi F30
アルミニューム

Inox 1.4462
ステンレス

Paliers à billes
ボールベアリング

VCN 0,04 FF R1

ステンレス
Edelstahl 1.4404

ステンレス
Inox 1.4462

ボールベアリング
Paliers à billes

VCA 0,1 FE R1

Aluminium AlMgSi F30
アルミニューム

鋳Acier
鉄 1.7139

Paliers à billes
ボールベアリング

VCA 0,2 FA R1

Aluminium AlMgSi F30
アルミニューム(traitement
hartcoat)
硬化

鋳Acier
鉄 1.7139

プラスチックプレーン
ベアリング
Paliers lisses
en matièrere
synthétique(Iglidur X)

VCA 0,2 FB R1

Aluminium AlMgSi F30
アルミニューム(traitement
hartcoat)
硬 化
Edelstahl 1.4404
ステンレス

Inox 1.4462
ステンレス

Paliers lisses
en matièrere
synthétique
プラスチックプレーン
ベアリング(Iglidur X)

Inox 1.4462
ステンレス

プラスチックプレーン
ベアリング
Paliers lisses
en matièrere
synthétique(Iglidur X)

VCN 0,2 FB R1
VCA 2 FC R(P)1

アルミニューム
Aluminium AlMgSi F30(traitement
hartcoat)
硬 化

鋳Acier
鉄 1.7139

VCA 2 FB R(P)1

Aluminium AlMgSi F30
アルミニューム(traitement
hartcoat)
硬化
Aluminium AlMgSi F30
アルミニューム(traitement
hartcoat)
硬 化

Inox 1.4462
ステンレス

VCA 5 FE R1

鋳Acier
鉄 1.7139

複合材
プレーン
ベアリング
Paliers lisses
à couchescomposites(P10)

プラスチックベアリング
Paliers lissesプレーン
en matièrere
synthétique(Iglidur X)

ボールベアリング
Paliers à billes

Caractéristiques générales
Température流
体 温 度du liquideϑ m min = -- 10 °C
ϑ m max = + 80 °C

Viscosité
粘
度

νmin
νmax

Température
周
囲 温 度ambianteϑ u min = -- 10 °C
ϑ u max = + 80 °C

Position de montage
取付け位置
Niveau sonore
騒音レベル

indifférete
自
由
LA

=
20 mm2/s= 4000 mm2/s= < 60 dB (A)Caractéristiques de fonctionnement
Typ
タイプ

Volume 測定範囲
Plage
一歯当り
géom.
de mesureの容積
de creuxde dent
cm3

Démarrageスタート
du systèmeポイント

Résolution 測定精度
Précision
インパルス

de mesure[l/min][l/min][lmp/l]de mesure
(dans
plage
（流量範
de囲内）
mesure)Pression ピーク
Pression 重量
Poids
作動圧
de
de
圧力
servicepointemax.

[kg]

VCA 0,04 FF R1

0,04

0,02 – 4(ν = 20 mm2/s)

0,004(ν = 20 mm2/s)

25 0002 ％± 2 %à±partir
2/s
（20
mmmm
2/s)
de 20

200 bar

240 bar0,5

VCN 0,04 FF R1

0,04

0,02 – 4(ν = 20 mm2/s)

0,004(ν = 20 mm2/s)

25 0002 ％± 2 %à±partir
2/s
（20
2/s)
de mm
20 mm

160 bar

190 bar1,2

VCA 0,1 FE R10,10,08 – 10

0,008(ν = 20 mm2/s)

10 000à±
partir2 ％± 2 %
2/s
（20
mmmm
2/s)
de 20

200 bar

240 bar0,6

VCA 0,2 FA(B) R10,20,25 – 10

5 000

３ ％± 3 %à±partir
2/s
（20
mmmm
2/s)
de 20

160 bar

200 bar0,5

VCN 0,2 FA R10,20,25 – 10

5 000

à±
partir３ ％± 3 %
2/s
de 20
mm
（20
mm
2/s)

160 bar

200 bar1,2

VCA 2 FC(B) R(P)12

1 – 650,12500(ν = 34 mm2/s)
0,04(ν = 100 mm2/s)

2.5 ％
à±
partir± 2,5 % 160 bar
2/s
（20
mm
2/s)
de 20
mm

200 bar1,9

VCA 5 FE R1

5,222

1 – 200

0,1(ν = 20 mm2/s)

±
±1%
１％
2/s
de
mm2/s)（2020mm

100 bar

6191,580 bar

KRACHT GmbH · Gewerbestr. 20 · 58791 Werdohl, Germany · fon +49 (0) 23 92 / 935-0 · fax +49 (0) 23 92 / 935 209 · web www.kracht.eu · mail info@kracht.eu

5VCA / VCN

24 Volt (braun / brown 茶色/ brun)Stecker-Anschlussbelegung
Electrical connection
電
気 配 線 ・ électrique
接 続
Raccordement

Signalgebung Kanal 1

Kanal 1 (grün)

Signal output channel 1
Sortiesignal号canal
出 力de 信1 1Channel 1 (green)
Canal 1 (vert)
出力
黄色0 Volt ( weiß / white / 白色
blanc)

Elektrische Kenngrößen
Anzahl Messkanäle

1

Leistungsbedarf

Pb max = 0,6 W

Betriebsspannung

UB = 12 ... 30 V DC
verpolungssicher

AusgangleistungPa max = 0,3 W kurzschlussfest

Impulsamplitude

UA ≥ 0,8 U B

Impulsform bei
symmetr. Ausgangssignal

Schutzart normal

IP 65 DIN 40050

Rechteck
Tastverhältnis/Kanal 1 :1 ± 15 %Signalausgabe

PNP (NPN auf Anfrage)

Electrical Characteristics
Number ofmeasuring channels

1

Operating voltage

UB = 12 ... 30 V DC
polarized

Pulse amplitude

UA ≥ 0,8 U B

Pulse shape withsymm. output signal
Signal output

Power requirement

Pb max = 0.6 W

Output power channel

Pa max = 0.3 W
short-circuit-proof

Degree of protection std.

IP 65 DIN 40050

square wave
pulse duty factor/channel 1 :1 ± 15 %PNP (NPN on request)

Caractéristiques Électriques
Nombre de
計測チャンネル数
canaux de mesure
Tension作
動 電 de圧 service

Amplitude d’impulsion
パルス振幅
Forme du signal
出力パルス形態
de sortie symétrique
Sortie出力du signal

61
UB = 12 ... 30 V DC
protégée contre les
極性有りinversions de polarité

Puissance nécessaire
Pb max = 0,6 W
消費電力
Puissance de sortie/canal Pa max = 0,3 W résistant
出力電力/チャンネル
aux courts-circuits
短絡防止Protection normale
保護クラス

IP 65 DIN
IP 40050
65 DIN 40050

UA ≥ 0,8 U B

矩形波
carré
パルスデューティ/チャンネル
cyclique/canal
1 :1 ± 15 %1rapport: 1 ± 15％PNP
PNP (NPN：お問合せ下さい）(NPN sur demande)

KRACHT GmbH · Gewerbestr. 20 · 58791 Werdohl, Germany · fon +49 (0) 23 92 / 935-0 · fax +49 (0) 23 92 / 935 209 · web www.kracht.eu · mail info@kracht.eu

VCA / VCN

Abmessungen VCA / VCN 0,04 FF R1
Dimensions VCA / VCN 0.04 FF R1
Dimensions
寸
法 VCA / VCN 0,04 FF R1
55
72

22

34

11,5

Ø 21

G 1/4

51

96

55

17

0,7
13

Durchflusswiderstand VCA / VCN 0,04 FF R1
Flow resistance VCA / VCN 0.04 FF R1

Parameter: Viskosität (mm2/s)

Parameter: viscosity (mm2/s)

162000 1000 600

300

bar

14
12
100

10
8
6
4

34

2

10

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Durchflusswiderstand Δ p
Pressure drop Δ p / Perte de charge Δ p

Durchflusswiderstand Δ p
Pressure drop Δ p / Perte de charge Δ p

粘 度 (mm2/s)
Perte
VCA / VCN 0,04 FF R1 パラメータ
Paramètre:：viscosité
圧
力 de
損 charge
失

16

16000
5000 3000

2000

1000

bar

14

1000

12
10

600

8
6
4

300

2

100

0
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

流 Durchfluss
量 Q /Flow rate / Débit Q

0,5
l/min

l/min

(Ausschnitt)(extract)(extrait)

Durchfluss
流
量 Q/
Flow rate / Débit Q

KRACHT GmbH · Gewerbestr. 20 · 58791 Werdohl, Germany · fon +49 (0) 23 92 / 935-0 · fax +49 (0) 23 92 / 935 209 · web www.kracht.eu · mail info@kracht.eu

7

VCA / VCN

Abmessungen VCA 0,1
Dimensions VCA 0.1
寸法
Dimensions
VCA 0,1

8KRACHT GmbH · Gewerbestr. 20 · 58791 Werdohl, Germany · fon +49 (0) 23 92 / 935-0 · fax +49 (0) 23 92 / 935 209 · web www.kracht.eu · mail info@kracht.eu

VCA / VCN

Abmessungen VCA / VCN 0,2
Dimensions VCA / VCN 0.2
Dimensions
VCA / VCN 0,2
寸法

Durchflusswiderstand VCA / VCN 0,2 Parameter: Viskosität (mm2/s)
Flow resistance VCA / VCN 0.2 Parameter: viscosity (mm2/s)

Durchflusswiderstand Δ p
Pressure drop Δ p / Perte de charge Δ p

Perte
VCA / VCN 0,2 パラメータ
Paramètre:： viscosité
粘 度 (mm2/s)
圧力 de
損 charge
失
bar

1000

10

600

8

300

6

100
34
10

4
2
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 l/minDurchfluss / Flow rate / Débit
流量 QQ

KRACHT GmbH · Gewerbestr. 20 · 58791 Werdohl, Germany · fon +49 (0) 23 92 / 935-0 · fax +49 (0) 23 92 / 935 209 · web www.kracht.eu · mail info@kracht.eu

9VCA / VCN

Abmessungen VCA 2 FC R1
Dimensions VCA 2 FC R1
Dimensions
VCA 2 FC R1
寸法

Abmessungen VCA 2 FC P1
Dimensions VCA 2 FC P1
Dimensions
VCA 2 FC P1
寸
法
72

70

Ø9

115

84
100

13

17

90
16.5

Ø 16

72

０−リング
O-Ring35

Durchflusswiderstand VCA 2
Parameter: Viskosität (mm2/s)

Flow resistance VCA 2
Parameter: viscosity (mm2/s)

Perte
VCA 2
圧
力 de
損 charge
失Paramètre:パラメータ ：viscosité
粘 度 (mm2/s)

Durchflusswiderstand Δ p
Pressure drop Δ p / Perte de charge Δ p

18,72 x 2,62

bar

3000

16

2000

14
12
10

1000

8

600

6

300
100
34

4
2
0
0

10

20

30

40

50

60

l/min

量Q Q
Durchfluss / Flow rate / 流
Débit
10

KRACHT GmbH · Gewerbestr. 20 · 58791 Werdohl, Germany · fon +49 (0) 23 92 / 935-0 · fax +49 (0) 23 92 / 935 209 · web www.kracht.eu · mail info@kracht.eu

VCA / VCN

Abmessungen VCA 5 FE R1
Dimensions VCA 5 FE R1
Dimensions
VCA 5 FE R1
寸
法
25
72
17

D-58791 Werdohl

Kom.-Nr.

150
105
30

Ø 42 +0.4

G1

VCA 5 FB R1326456/010-001

170

21

34

120

1 ±0.219

Durchflusswiderstand VCA 5 Parameter: Viskosität (mm2/s)
Flow resistance VCA 5 Parameter: viscosity (mm2/s)

Durchflusswiderstand Δ p
Pressure drop Δ p / Perte de charge Δ p

圧力 de
損 charge
失粘 度 (mm2/s)
Perte
VCA 5 パラメータ
Paramètre:： viscosité

3000

16

2000

1000

bar

600

14
12

300

10
8

100

6

34
10

4
2
0
0

50

100

150

200

l/min

Durchfluss / Flow rate / 流量
Débit QQKRACHT GmbH · Gewerbestr. 20 · 58791 Werdohl, Germany · fon +49 (0) 23 92 / 935-0 · fax +49 (0) 23 92 / 935 209 · web www.kracht.eu · mail info@kracht.eu

11

Produktportfolio
Förderpumpen

Durchflussmessung

Förderpumpen für Schmierölversorgungsanlagen,Niederdruck-, Füll- und Speisesysteme,
Dosier- und Mischsysteme.

Zahnradmesszellen und Elektronik fürVolumen- und Durchflussmesstechnik in Hydraulik,
Prozess- und Lackiertechnik.

Mobilhydraulik

Industriehydraulik

Ein- und mehrstufige Hochdruckzahnradpumpen,
Zahnradmotore und Ventile für Baumaschinen,
Kommunalfahrzeuge, Landmaschinen,
LKW-Aufbauten.

Wege- und Proportionalventile nach Cetop.
Hydrozylinder, Druck-, Mengen- und Sperrventile
in Rohr- und Plattenbauweise, Hydraulikzubehör.

Product Portfolio
Transfer Pumps

Flow Measurement

Transfer pumps for lubricating oil supply
equipment, low pressure filling and feed systems,
dosing and mixing systems.

Gear and turbine flow meters and electronics forvolume and flow metering technology inhydraulics, processing and laquering technology.

Mobile Hydraulics

Industrial Hydraulics

Single and multistage high pressure gear pumps,
hydraulic motors and valves for construction
machinery, vehicle-mounted machines.

Cetop directional control and proportional valves,
hydraulic cylinders, pressure, quantity and stop
valves for pipe and slab construction,
hydraulic accessories for industrial hydraulics(mobile and stationary use).

製
品 ラ イ ンde Produits
Portefeuille
トランスファー
ポンプ
Pompes de transfert

Hydraulique流
量 測 定 mobile

Pompestransfert pour installations de graissage,
潤滑油供給装置、低圧充填給油用
systèmes
basse pression, de remplissage et d'ali投与・混合システム用トランスファーポンプ
mentation, installations de dosage et de mélange.

Pompes à engrenages à haute pression, moteurs
油圧、加工、塗料などに関する、容積や流量測定
à engrenages et soupapes à un ou plusieurs étages
技術の為の、ギア及びタービン型流量計・表示機

Débitmétrie
モービル
Débitmètres
à engrenage, turbines et électronique
建設機械，車載機械用のシングル・マルチステー
pourla mesure de débit et de volume en
ジ用の高圧ギアポンプ、油圧モーター、バルブ
hydraulique, dans les process et les installations
de peinture.

pour engins de chantier, véhicules communaux,
machines agricoles, carrosseries de poids lourds.

Hydrauliqueindustrielle
一般油圧産業用
Distributeurs
et soupapes proportionnelles Cetop,
CETOP.方向制御弁、比例弁、油圧シリンダ
cylindres hydrauliques,soupapes de pression,de mélange et d’arrêt pour conduites et disques,
accessoires hydrauliques.

VC A-VCN / DE-GB-F / 04.07

日本メクマン株式会社

KRACHT GmbH · Gewerbestr. 20 · 58791 Werdohl, Germany · fon +49 (0) 23 92 / 935-0 · fax +49 (0) 23 92 / 935 209
mail info@kracht.eu · web www.kracht.eu