日本製

熱電対計

工場出荷時
設定変更対応MADE IN JAPANHT/HTL＊熱電対は付属しません。
お客さまにてご用意ください。

前面パネル
グレーイプ
タ対
熱電応
対に
各 種 , B, N, S

MODE

SEL

UP

前面パネル
青/ピンク

48×96
サイズ

, E, TK, J, R

HT-4801
出力更新
2ms-

計測分解能 0.1℃ ／ 1℃

HT-2401
出力更新
2ms-

24×48
サイズ

HTL-2401
出力更新
40ms-

用途例 バーンイン試験装置へ組込

計測−270℃〜＋1820℃

負荷
温度
電圧
電流

2点間レート設定 線形補正式

恒温槽

試験対象

16bitアナログ出力
デジタル通信でデータ管理 CAN・RS-485

表-2
HTL

温度→CAN変換にも特性測定

計測データ

温度 HT
電圧 PSV
電流 PSA
抵抗 RR
周波数 SPDUSBCAN
アナログ
RS-485

制御盤

信号入力0円イ〜プ
016,,4 示なしタ451
17

温度 -1

温度 -2

温度 -2

圧力流量流量

良否判定
警報出力

PC

PLC

DINレール取付
制御盤内の変換器用途にCAN・アナログ 同時出力
BCDより配線数激減のCAN通信と、アナログ出力の2系統接続でシステムの安全性向上にもHT-2451

最大99の移動平均で、応答良く安定した制御

HT-2431防水パッキン

USBで設定値を安全管理（保存・照合）前面防水パッキン付属の後面 USBタイプもご用意

USB Type-Cコネクタ標準装備

HT-2411

取外し・取付け工程短縮
事前にコネクタへ配線、取付[プラグコネクタ] HT-24/HTL-24

HT-4801

取付けフックH
HT-2401

LINKSHIP

スプリング
ロック式

HT-24/
HTL-24M2
スクリュー式

HT-48

専用PCソフト [無償] で計測管理・ロギング

LINKSHIP

設定値管理

CSVデータロギング
CSVデータロギング

DCフリー電源LINKSHIPやPCなしでも設定可能

HT-2401
DC7- 60V

HTL-2401
DC7-30V

HT-4801
DC12-30V / AC100 -240V ※機種を選択

多CHタイプ
MODE

HT-48

SEL

UPENT

前面パネルに
設定 / 計測用ボタン

HT-24
HTL-24

ラインナップパネルサイズ

48×96
24×48

実績例
6CH 計測器※データロギングや給電は不可

NEWシリーズ CAN変換器 サーミスタ

0.1ms / 1ms / 2ms 〜 (機種別) EX48
0.1ms / 1ms / 2ms 〜 (機種別) EX24
40ms 〜：ローコストタイプ
EXL24*下記ラインナップの計測を組込可能です

プログラムローダ（設定器）

NEW

出力更新速度

速度計・電圧計なども組込可能

PL-5A
（別売）

熱電対

測温抵抗

電流

電圧抵抗−−

HT-48

HT-48R

PSA-48

PSV-48RR-48

速度/積算 周波数偏差SPD-48

CAN-24HT-24T

HT-24

HT-24R

PSA-24

PSV-24

RR-24

SPD-24

TQ-24

CANL-24

HTL-24T

HTL-24HTL-24R

PSAL-24

PSVL-24

RRL-24SPDL-24

TQL-24

TQ-48

HT-24 / HTL-24のみ

99

DINレール取付面

111.2

11

端子台（プラグコネクタ）

51.8

パネルカット寸法

放熱を妨げぬよう、本体周辺をふさがないでください。
（放熱スペースを確保ください）使用環境温度：−10℃ - ＋50℃

HT-24 / HTL-24＋0.6
45.0 070以上

お買い求めは製品のお問合せ：サポートセンター

TEL.
E-mail本社

03-3382-1410 平日 9: 30 - 17: 30
support-coco@cocores.co.jp
TEL.03-3382-1021

FAX.03-3382-1200〒164-0011 東京都中野区中央 3-40-4 新中野ココリサーチビル

CAT.NO.541
2024.2 改訂版PRINTED IN JAPAN営業所
研究所

愛知（ 豊 川 市 ）／ 大 阪（ 大 阪 市 ）／ 東 関 東（松戸市）

ホームページ

https：//www.cocores.co.jp/

東京（中野区）

HT-4801＋0.3

22.2 030 以上※本品が安全で正常に動作するように、通気がよく温度管理の行き届いた場所でお使いください。
使用環境の動作時の温度は室内温度よりも常に高くなり、周囲の機器構成によって異なります。
必ず、使用環境温度を確認してから設置し、通気用の開口部をふさがないようにしてください。
※改良などの理由により予告なく仕様・外観を変更することがありますのでご了承ください。
※本品をご使用になって、本品の不調あるいは本品自体に起因する二次的災害発生の可能性があるときは、必ず別の技術手段による保全対策を併用してください。
※本品は、各所に新しい思想の特許が含まれています。

48249645

表示器色※ 赤G 緑＊47※ スプリングロック式
J04 M2スクリュー式
前面パネル HT-48 のみ※ グレー
K1 青/ピンク

前面パネル部：25255
USB-C＊1 準備中＊2 コンパレータ出力3点以上は準備中＊3 取付けフックなし＊4 HTLの表示器は赤のみ

本体電源 HT-48 のみ
DF DC12-30V
AF AC100-240V

10CH数
オプション1 オプション2
1 1CH アナログ出力 デジタル通信
※ なし
※ なし
E1 0-10V
S01 CAN
E5 0-5V
S02 Modbus RTU ＊1
R1 ±10V
S03 RS-485
R5 ±5V
D2 追加制御入力
I1 4-20mA
コンパレータ出力
C2 2点 ＊2
C2 2点 ＊2B
出力オプション
なし

7998

DINレール取付面

10679
前面パネル部：2HT-48
HT-24 □□-□□-□□□□
HTL-2490 背面USB

HT-4801
20HT-48 のみ

HT-2451 / HTL-2451

80 前面USB
1 後面USB
3 表示器あり＊3DINレール取付
5 表示器なし＊3DINレール取付

7219HT-24 / HTL-2424247タイプ

485918は標準仕様（※は省略できます）

486

他の仕様もご相談ください

HT-2431 / HTL-2431

17

■型式選定

HT-2401 / HTL-2401

5[HT-2401] DC7-60V [HTL-2401] DC7-30V (USBホストでの給電 5V)[HT-4801] DC12-30V ／ AC100-240V 【機種を選択】
3W以下
電源／熱電対入力／その他の入出力
電源／熱電対入力／その他の入出力：各端子間 DC500V 1分間[HT-2401, HTL-2401] 約60g ／ [HT-4801] 約340g−10℃〜＋50℃／ 35 〜 85%RH（但し、結露無き事）■外形寸法図16【一般事項】
電源電圧（逆接保護有）
消費電力
アイソレーション
耐電圧
質量
使用温湿度範囲【コンパレータ（警報）出力】 出力数：2点出力形態
絶縁型無接点出力（フォトモスリレー）出力回路：極性なし
コンパレータ動作条件がONの時、COMP-COM間抵抗値：50Ω以下
定格
AC / DC280V 100mA max（抵抗負荷）／ ON 抵抗：50Ω以下
出力論理以下： 比較値以下で出力ON ／比較値以上でOFF( 極性付で比較 ) 以上： 比較値以下で出力OFF ／比較値以上でON
範囲内：設定範囲内でON ／範囲外でOFF
範囲外：設定範囲外でON ／範囲内でOFF
更新時間
アナログ出力更新時間の設定による 応答時間1ms(max.)

4

USB2.0：USB仮想COMによるシリアルポート通信230.4kbps
設定値の書込・読込／測定値連続出力[HT-2401, 4801] 2- 9999ms ／ [HTL-2401] 40- 9999ms 2ms単位で設定

小数点位置

出力信号：0-10V ／ 0-5V ／±10V／ ±5V ／ 4-20mA 【機種を選択】
16bit
D/A変換方式：DAC変換方式（各レンジ50,000以上）電圧出力 4.7kΩ以上
電流出力 300Ω以下
電圧出力 ±0.1％ of FS@23℃ 電流出力 ±0.1％ of FS@23℃±200ppm ／℃ 以下
フルスケール、ゼロスケール設定で任意のスケーリング可能[HT-2401, 4801] 2- 9999ms ／ [HTL-2401] 40- 9999ms 2ms単位で設定
1ms以下（0 →90％）応答15【USB通信部】
USB通信機能
出力更新時間

表示範囲
インジケータ【アナログ出力】
出力分解能
負荷抵抗
出力精度
温度変動
出力スケーリング
出力更新時間演算後応答時間3

表示更新時間[HT-2401, HTL-2401][HT-4801]
7seg赤 6桁 文字高14.2mm 消灯可
7seg赤 5桁 文字高9mm 消灯可
緑[G] オプション(HTLは赤のみ)
緑[G] オプション-19999 〜 99999-199999 〜 999999
4点 [IN], [RUN] , [C1], [C2]
1点コンパレータONなどで点灯
電源／制御
0：小数点なし
0：小数点なし
1：□□□□□.□ 〜 5：□.□□□□□
1：□□□□.□ 〜 4：□.□□□□
0.3秒（0.1 - 9.9秒で設定可能） 表示移動平均数：1 - 9回

接続台数 32台（max）
2線式マルチドロップシリアル通信 通信方式：調歩同期式
9,600bps ／ 9,200bps ／ 8,400bps プログラムモードにて設定
スタートビット1bit ／ストップビット1bit ／データ長8bit ／パリティビット無ASCIIPOWER IN

設定方法
追加制御入力設定値記憶【RS-485】
通信形式
通信速度
データ形式
通信コード

14

1 - 99（表示移動平均数は1- 9）
ホールド（現在値・最大値・最小値・変動幅最大値）ゼロシフトから設定
ゼロシフト機能：現在の入力レベルを計測のゼロ基準値として設定
1点 GNDに短絡でON 、開放でOFF（ホールド機能を設定）
2点 GNDに短絡でON 、開放でOFF（入力別にホールド機能を割付設定）
不揮発性メモリ（EEPROM）

設定項目
出力更新時間2±0.5％ FS※（）内精度は、出力更新時間100msの設定で規定※計測範囲内では、0.1℃の分解能で計測可能±2℃
計測範囲A：0.1℃ ／ 計測範囲B：1℃
表示器に7seg文字で ”ｂAhn”と表示
各熱電対タイプ別に、ゼロ基準電圧入力、スパン基準電圧入力で調整可能（CANコマンド、USBコマンドで調整指令）【演算部】
出力移動平均数
制御入力 内容

【表示部】
表示器
（数値）

精度

通信機能：設定値の書込・読込 ／測定値連続出力
CAN2.0B 10k ／ 20k ／ 50k ／ 100k ／ 250k ／ 500k ／ 1M bps
フォーマット（INTEL ／ MOTOROLA）とフレーム（11bit ／ 29bit）は設定可能
CAN送信ID、CAN受信ID[HT-2401, 4801] 2- 9999ms ／ [HTL-2401] 40- 9999ms 2ms単位で設定

131点 熱電対：K, J, R, E, T, B, N, S
タイプ
計測範囲B（1℃）
計測範囲A（0.1℃）−170.0 〜 1370.0℃−250 〜 1370℃
K−200.0 〜 1100.0℃−200 〜 1100℃
J−50 〜 1760℃
100.0 〜 1760.0℃
R−140.0 〜 1000.0℃−260 〜 1000℃
E−240.0 〜 400.0℃−270 〜 400℃
T
480.0 〜 1820.0℃
100 〜 1820℃
B−220 〜 1300℃
580.0 〜 940.0℃
N−220 〜 1300℃
450.0 〜 1760.0℃
S

【CAN】
通信仕様

1

熱電対計
（40ms-出力更新）
HT-4801／ HT-2401（2ms-出力更新）／ HTL-2401

冷接点補償誤差
計測分解能
バーンアウト時
校正

熱電対計 HT / HTL■オプション

名称
型式
【入力部】
入力信号
計測範囲

12

■共通仕様

92