モデ

冷却

内VT-78HC

ル
性

能容−60℃〜−80℃

積

約191ℓ

約70ℓ

外寸法
（㎜）

W557×D（557＋88）×H887

W925×D（605＋88）×H845

内寸法（㎜）

W387×D387×H470（有効H425）

W755×D435×H650（有効H605）

外装

鋼板アクリル樹脂焼付塗装

内装

鋼板アクリル樹脂焼付塗装

断

熱材

内

硬質発泡ポリウレタン

蓋
却

凝縮冷

2枚（発泡ポリスチレン）

1枚（発泡ポリスチレン）

圧 縮 機 定 格 出力
冷560W

375W

器

パイプオンシート器

スーパーウォールコンデンサー＋ワイヤーチューブ

媒混合冷媒（HCノンフロン）電 源（50/60Hz）
運転

AC 100V 15A単独

流

4.1／3.7A

5.6／4.9A

定格消費電力250／260W

330／340W

900／940KJ／h

1190／1230KJ／h

放電
熱量

温度設定／表示度

警報

設定温度から15℃温度上昇時にブザー報知、デジタル表示点滅、警報ランプ点灯

停電

警報

停電時にブザー報知、警報ランプ点灯（バッテリー充電式6V、約30時間作動可能）
サーキットプロテクタ 遮断容量 12A
サーキットプロテクタ 遮断容量 10A

機器保護回路外部警報出力付

属品量

無電圧接点出力端子（温度警報・停電警報・機器保護回路作動を出力）
約64kg
約45kg

等

鍵2本
（1本予備）、アクセスポート右側面1ヶ所（φ13mm）（注）1. 上記仕様の冷却性能は、周囲温度＋30℃、無負荷時のものです。
2. 運転電流、消費電力は、周囲温度＋30℃、連続運転・無負荷・安定時の値です。

VT-78HC 温度特性40

外気温30℃、100V50Hz
無負荷、庫内中央空気温度度℃

外気温30℃、100V50Hz
無負荷、庫内中央空気温度

200

温−20度

−40℃

−60プルダウン特性−80−100

3. 電源プラグは、下図を参照してください。
4. 本仕様は改良のため、予告なしに変更することがあります。

VT-208HC 温度特性

4020温1234時

5間

6789

低価格

−20−4010−100

注：製品ごとに若干の個体差があります。

プルダウン特性

製品には保証書が付いています。記載内容に対する保証はいたしますが、保存品の補償等、製品修理以外の責任は保証の対象になりませんのでご了承ください。

プルアップ特性

01234時5間

678910

注：製品ごとに若干の個体差があります。

●電源プラグとコンセントの形状
15A-125V 3芯
VT-78HC:2.7m, VT-208HC:2.2m

故障率低減

低環境負荷

静音化

（社会貢献）●このカタログに掲載の製品は可燃性冷媒を使用していますので、弊社の認定した技術者以外は修理を行わないでください。
●庫内での電気機器の使用は避けてください。万一、庫内で冷媒漏れが発生した場合、引火・爆発の原因となります。
●周囲温度が＋5℃〜＋30℃以外の環境で使用しますと故障の原因となります。
●このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところで、ご使用ください。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しく気お使いください。
●据え付け工事、電気工事などが必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
●アセトン、エタノール、ベンジンなどの揮発性、引火性のあるものはこの製品には保管できません。防爆製品に保管してください。防爆製品以外に保管しますと爆発する危険性があります。また、酸・アルカリ等の腐食性の強い物質も保管しないでください。故障・爆発の原因となります。
●当製品は保冷用です。急速凍結目的でのご使用は避けてください。

発売元

省スペース化

ワンコンプレッサー
システム採用−60−80

プルアップ特性00

保証について本

高技術

デジタル設定／デジタル表示

温重低コ自価ン分格パ専をク用
実トの現で超し、低ま 温し 槽た 。
。

VT-208HC

ノンフロン
冷媒採用
管理義務回避販 売 店（法対象外）

社 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目19番4号 TEL.（03）3831-7643 FAX.（03）3832-0633

大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目15番31号 TEL.
（06）6337-0600 FAX.（06）6369-2166

茨城営業所
名古屋営業所
神奈川営業所
埼玉工場〒305-0032〒465-0085〒251-0021〒340-0002

茨城県つくば市竹園2丁目18番4号 TEL.（029）855-1181
愛知県名古屋市名東区西山本通2丁目2番地 TEL.（052）788-7770
神奈川県藤沢市鵠沼神明２丁目１-２神明商事ビル3階 TEL.
（0466）29-0701
埼玉県草加市青柳4丁目29番6号 TEL.（048）933-2755

FAX.（029）855-0888
FAX.（052）788-7771FAX.（0466）29-0702
FAX.（048）936-2228●仕様及び価格は、予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
●梱包費、運送費、搬入費、消費税額等は別途負担です。
●カタログの記載内容は2022年4月現在のものです。

マイバイオ

検索

URL : https://www.nihon-freezer.co.jp※2022年4月から価格が変更になりました。

環境負荷の小さいノンフロン冷媒を採用
ノンフロン冷媒を採用（フロン排出抑制法対象外製品）
2015年4月より「フロン排出抑制法」が施行され、フロン類を使用している業務用冷凍冷蔵機器（フリーザーや保冷庫等）の所有者に対し、機注．
オゾン破壊係数はR-11を1とした時の相対値。
器の簡易点検実施、修理履歴の保管等、様々な管理義務が課せられるようになりました。
地球温暖化係数：二酸化炭素（CO ）を1とした時の相対値。
マイバイオでは、環境にやさしいノンフロン冷媒を採用しているため、当法
地球温暖化係数
冷 媒 種
オゾン破壊係数（GWP）
規制の対象外となり、上記のような煩わしい管理義務が発生しません。
旧モデル冷媒 代替フロン（HFC混合冷媒）
68800
なお、地球温暖化係数（GWP）
は旧モデルで使用していたフロン冷媒と新モデル冷媒 ノンフロン（HC混合冷媒）
100
比較すると右表のとおりであり、地球温暖化の抑制に大きく寄与します。

寸法図

内蓋557

一般的な超低温槽（−80℃）
では、コンプレッサーを２台使用した二元冷却方式が採用されています。日本フリーザー
では、独自の冷却システム・混合冷媒の開発によりコンプレッサー１台で−80℃以下を達成できるシステムを確立しました。マイバイオでは、このワンコンプレッサーシステムを採用しており、低価格、省スペース化、故障率の低減（省部品数）、静音化を実現しました。

470

価格 ￥15,000

注1：コミュニケーションポート1台で複数のサーモレコーダーの読取りが可能です。

TR-55i-Pt

TR-50U2

100本立て81本立て
100本立て50本立て

TF-208Fフルセット本数

外寸法（mm）

◆その１

◆その2

VT-208HCにフリーズボックス（81本立て対応）
用トレーをフルセット収納する場合

VT-208HCにフリーズボックス（50本立て、100本立て対応）
用トレーをフルセット収納する場合（TF-208C：6本）＋（TF-208D：2本）＋（TF-208E：3本）
D・F＋（TF-208F：1本）

B

A

A

A

上面より
A

A

A

B

A

A

A

B

A

A

A

B

正面よりC・E

C・E

C・E

正面より

C

E

C

C

E

C

C

E

250

右側面図

TN-208S（単位mm）

108個

内容積

72個
36個

●内蓋（消耗品）・VT-78HC用（1枚1セット）

TF-78

TF-208A

TF-208B※製品本体購入時には1セット付属されます。

191

VT-208HC…価格：¥3,300

690,000…価格：¥5,500●外寸法：Ｗ925×Ｄ（605＋88）
×Ｈ845㎜●電源：AC100Ｖ 50/60Hz

・VT-208HC用（2枚1セット）

VT-78HC用

VT-208HC用●フリーズボックス 超低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。
型

IBｰ02100

D

IBｰ02050

IBｰ02081

式

IB-02100

IB-02081

IB-02050

外寸法 147×147×52 134×134×52 79×147×52
W×D×H（㎜）適合チューブ
1.2 , 2.0サイズ（ml）
チューブ立数
100本
81本
50本
包DF

TN-208

28個

上面よりC

45

総ボックス数

格

4本（W2×D2） ￥15,000／本
9本（W3×D3）￥17,000／本
3本（W1×D3）￥15,000／本
6本（W3×D2）￥18,000／本
2本（W1×D2）￥16,000／本
3本（W3×D1）￥17,000／本
1本（W1×D1）￥14,000／本※VT-208HC（その2）は、フリーズボックスの100本立てと50本立てを組合せて収納するケースです。

（TF-208A：9本）＋（TF-208B：3本）

価605

210

正面図
TN-78

注：フリーズボックスは付属されません（別売）。

W157×D157×H（394＋10）, 7段式
W144×D138×H（562＋10）,10段式
W144×D138×H（338＋10）, 6段式
W157×D157×H（562＋10）,10段式
W157×D157×H（338＋10）, 6段式
W157×D89×H（562＋10）, 10段式
W157×D89×H（338＋10）
, 6段式

43435

※上記トレーの1段の引出しにフリーズボックス（100本立て：W147×D147×H52mm）が2個、収納可能です。
トレーフルセット時のフリーズボックス収納総数は、VT-78HCで24個、VT-208HCで56個となります。TN-208S は、VT-208HCの庫内右側の狭いスペース用です。

●フリーズボックス用トレー

アクセスポート

755
845788価 格外寸法（mm）
引出し1個の内寸法（mm） フルセット本数（W2×D2） ￥16,000／本
VT-78HC W180×D177×H（385＋10） W171×D172×H120（3段式） 4本（4段式） 6本
W165×D200×H（570＋10） W156×D195×H136（W3×D2） ￥18,000／本
VT-208HC（W1×D2） ￥14,000／本（2段式） 2本
W165×D200×H（285＋10） W156×D195×H136

TF-78
VT-78HC
TF-208A VT-208HC
TF-208B （その１）
TF-208C
TF-208D VT-208HC
TF-208E （その２）内蓋925

サンプルの保存整理にたいへん便利で効率的です。

トレー型式 対応モデル 対象フリーズボックス425（有効）寸法図≪付属品≫ USB通信ケーブル（US-15C）、管理ソフト（CD-ROM）

トレー型式 対応モデル
TN-78
TN-208
TN-208S

540,000●外寸法：Ｗ557×Ｄ（557＋88）×Ｈ887㎜●電源：AC100Ｖ 50/60Hz

650●標準トレー①通信：USB、光通信②電源：USBパスパワー（PC電源）③サイズ：W56×D16.5×H80mm（単位mm）

VT- 78HC605（有効）価格 ￥58,000

887830

温度上昇警報、停電警報、外部警報出力端子、アクセスポート、鍵を標準装備。

●コミュニケーションポート（データ読取り機／モデル：TR-50U2）
サーモレコーダーのデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うためのコミュニケーションポートです。
付属の管理ソフトでデータのグラフ化、表作成、テキストファイル化などが可能です。

右側面図

内容積

その他

Option

注1：価格にはセンサー（Pt100Ω）
及びセンサー取付工賃を含みます。
注2：測定したデータを読み取るためには、別途コミュニケーションポート
（TR-50U2）が必要となります。

387

正面図

一般的な超低温槽では、フィン付の凝縮器が採用されるケースが多く、定期的に「フィルター（凝縮器の前面に設置）清掃」という管理義務を、利用されるお客様に要求します。マイバイオでは、フィン無しの凝縮器を採用しているため、煩わしい「フィルター清掃」の必要がありません。

オ プ ション

≪付属品≫ Ptモジュール（PTM-3010）、リチウム電池（LS14250）

387

45

煩わしいフィルター清掃をカット

高技術ワンコンプレッサーシステムの採用①測定温度範囲：−199℃〜600℃②チャンネル数：1チャンネル③記録間隔：1秒〜60分 選択可能
（15通り）④記録数：16,000個（間隔1分で約267時間、約11日間）⑤記録方式：ワンタイム方式、エンドレス方式を選択可能⑥表示方法：液晶表示⑦電池：リチウム電池LS14250（CR2も使用可）⑧サイズ：W47×D19×H62mm

557

アクセスポート2●サーモレコーダー（モデル：TR-55i-Pt）

43

装ケース価格コントロールパネル

6891ケース（20個入り）¥23,540¥22,990

注：ボックスにチューブは付属されません。

1 運転スイッチ

6 単位表示（運転中点灯）2 設定値変更キー（減少用）

7 警報ランプ

3 設定値変更キー（増加用）
4 SETキー（警報出力動作時点灯）

8
1 サーキットプロテクタ（パラメータ呼出・登録用） 9 バッテリースイッチ¥18,0404 5

7 1 2 35 メイン出力ランプ（メイン出力動作時点灯）