パルス積算（可逆）カウンタ

CNT-39 シリーズ
CNT-3921

CNT-3931

スケーリング機能つきで1MHzをクリア

CNT-3921

CNT-3931

パネルタイプで１ｍｓの高速更新アナログ出力
正負カウント表示つき
２点コンパレータ出力標準装備
ミスカウントのない可逆カウント
外部制御信号によるホールド・リセット・プリセット機能
0 〜 360 ゜
間を繰り返し角度計測

測の計
計
動出計
量
運
検
離/距
算計
算計
正流
往復
示計
中心計
積
積
補
則
表の積算
可逆流量
逆流
不規
角度
ゆれここまできたパネルタイプの裏パネル CNT-3921とCNT-3931 共通

HIGHコンパレータ動作表示
LOWコンパレータ動作表示

ENT

独自の取付メカ

エンタスイッチ

UP

数値設定スイッチ

SEL

桁選択スイッチ

RS-232Cインタフェース
設定変更のみ可能。
計測データの読み出しはできません。

前面パネルから取付られます

入力信号表示多数使用時の個別番号（ID）設定可能
MODE

モードスイッチ

どのタイプも自由自在に設定変更でき、パソコン通信でも設定変更自在。
写真はCNT-3921です。
左右の下部を押さえて自由にとりはずしできるパネル

単位シール取付位置

入力信号もバラエティ
ありきたりのパルス信号（単相）
はもちろん、可逆計数用にも90°位相差の2 相信号だけではなく、UP/DOWNセパレート信号も入力できます。
さらに入力信号の形態はTTLや一般有電圧信号のほか、オープンコレクタ信号を共通的に入力できる回路を採用しています。
入力回路
また単相か 2 相か、あるい+12V
はセパレートかの区別はUP信号入力に適用します。
プログラムで簡単に設定
DOWN信号入力は、ON :PULL UP
OFF:PULL DOWN+5Vにプルアップされています。
できます。

CNT-3921
コンパレータの数値設定など、プッシュスイッチで設定するタイプ

+5V
15k
PULSE
INPUT

4.7k

1k
22P

10k

74HC14F

GND

スケーリング機能

1MHz

入力パルス1 個で1と表示させるほか、任意の係数（□□□□□□×10-0〜 -9）を乗じた表示ができるスケーリング機能。
これなら1 パルスあたり0.00123Pと表示させたい流量センサやリニアゲージセンサを用いた計測でも任意の物理量が直読できます。
しかも1MHzまでの計測を実現し、多くの用途に対応しています。

CNT-3931
コンパレータの 数 値をデジスイッチで設 定するタイプ

機能選択表
C N T − 39

1 −

設定方式
2 ：プッシュスイッチ
3 ：デジスイッチ

表示色

センサ電源

※：赤色
LED
G ：緑色
LED

※：DC12V
L ：DC5V

アナログ出力

BCD出力

※：なし
※：なし
E ：0〜 10V
P ：オープンコレクタ
T ：CMOS、TTL
H ：1〜 5V
（0〜 5V 可）R ：±10V
I ：4〜 20mA
（0〜20mA 可）

その他

本体電源

※：なし
S ：RS-485出力
C ：拡張コンパレータ出力

A10 ：AC100V
A11 ：AC115V
A20 ：AC200V
A23 ：AC230V
DF ：DC9.6〜30V■ 選択例
CNT-3921-DF： 赤色表示、オプションなし、本体電源 DC9.6〜 30V※は標準仕様（省略できます）
CNT-3931-GEA11 ： 緑色表示、0〜 10V出力、本体電源 AC115V（必要な記号のみ連続で書いて下さい）

パルス加減算カウンタ
正負カウント表示つき

オーバースケールも安心

プラス側は0〜999999、マイナス側は-199999まで、小数点位置も自由設定 。オーバー時にはプラス側は表示が点滅し、マイナス側は999999と199999との交互表示で、結果として±1999999までの計数値を読みとることができます。
さらにそれを超えた部分で加算や減算の入力が入ったとしても、内部の計数動作が継続されるように設計自動リセットも可能
2 組の自動リセット値を自由に設定しその範囲をカウントさせることが可能で、2 値の差を360 度などに設定すれば角度表示もできます。
この設定値は係数のかかった表示値と実入力パルス数のどちらかを選ぶことも可能です。
自動リセット値 2されているので、計数結果が表示範囲内に入ったときは、再び計数表示を始めます。
自動リセット値 12 点コンパレータ出力標準装備

アップカウント時

ダウンカウント時

標準仕様としてコンパレータ2 点を用意。比較値は係数付き表示値に対してもパルスの数でも設定でき2 段検出として、また上下限コンパレ

5 合目平均機能ータ出力として使用できます。出力はAC/DC 両用のフォトモスリレーを振動的なパルスカウントすべて表示・出力するのではなく、振動の山採用しています。と谷のカウント値を取り込み、そこから中心（５合目）を算出します。
リニ
アスケールを用いて測定する場合、高速なパルスになりますので、振ミスカウントのない可逆カウント動で変化が激しいとき出力データの読み取りが難しくなります。
５合目

90°
位相差信号の場合、方形波エッジの情報をうまく活用する4 逓倍平均機能を使うと、振動の中心の測定値を移動平均して出力するこ方式がとられているので、可逆計数を回数多く繰り返しても反転時にとになり、安定した出力を得られます。

ミスカウントされて計数結果を狂わせる心配がなくなりました。

3つの動作は直接に制御リセット、プリセット、および表示値ホールドは、プログラムによらず、それぞれの端子をGNDに短絡して命令ができます。
またRS-485を用いたマルチドロップの使い方では端子の短絡によらず制御することが可能です。

オプション
1. 高速 1ms 更新のアナログ出力

出力10V

0〜10V、1〜5V（0〜5V 可）、±10V、4〜20mA（0〜20mA 可）を用意しました。
フルスケール時の表示値も自由に設定し、追従性のよいアナログ出力は解析用途などに可能性を拡げます。

2. BCDパラレル出力
極性付き6 桁パラレル信号をオープンコレクタまたはCMOS、TTLで出力します。
シーケンサ、大型表示器への接続が手軽に可能となります。

表示0 フルスケール値は自由設定
CNT-3921

CNT-3931

CNT-3921

3. 標準コンパレータ出力にさらに2 点追加
オプションの拡張コンパレータを用いれば合計 4 点のコンパレータを装備可能です。

4. RS-485 マルチドロップ式で最大 32 台接続
計測データ読み出しと設定用にカウンタのIDナンバーはプログラム設定のほかに16 台までデジスイッチを用いて設定できるので、設定変更と確認が容易になります。

RS-485インタフェース

RS-485 通信※拡張コンパレータオプションとRS-485オプションは同時に使用できません。
※RS-232C
RS-485変換器やRS-485PCカードについては当社はサポート致しかねますので、お客様による確認をお願いします。

◆こんな用途に絶好です◆ 位置決め計◆ 流量積算計◆ 回転角度計◆ 振れ幅計◆ 個数表示計◆ 距離計◆ 可逆積算計◆ 距離位相計■ 共通仕様■オプション
パルス積算（可逆）カウンタ
CNT-3921（プッシュスイッチタイプ）
CNT-3931（デジスイッチタイプ）

入力点数
入力方式

1点
①単相パルス② UP/DOWN 信号（セパレートパルス）
入力周波数 :0〜 1MHz
③２相信号（90゜
位相差、内部４逓倍カウント）
入力周波数 :0〜 250kHz、位相差及びオーバラップ:400ns 以上
Ｈ、Ｌレベルとも400ns 以上①ロジック入力：Ｈレベル 3.5V 以上、Ｌレベル 1V 以下②ゼロクロス入力：±100mV 以上の交流信号±30V
端子台 7.62mm ピッチ M3 フリー端子ビス
CNT-39x1 （+12V 50mA max）
CNT-39x1-L （ +5V 100mA max）

入
力 入力パルス幅
入力信号部 入力耐圧

入力コネクタ
センサ用電源演 表示レート

部 設定値記憶

1パルスに対する表示値を設定
0.000000001〜 999999±247-1（±47Bit） 最大パルス以上で内部カウントは停止
表示カウントとは関係ありません
不揮発性メモリ（EEPROM）

CNT-39x1 （赤色 LED）
CNT-39x1-G（緑色 LED）
表示器（数値表示） ７セグメントLED 文字高 14.2mm
６桁
桁数−199999〜 999999
表示範囲−時（−）点灯／＋時消灯
極性表示±1999999までは表示の２重点灯で桁数以上を表現オーバ表示±2000000を超える範囲はOL 表示
リーディングゼロサプレス
ゼロ表示
半固定（小数点位置はプログラムモードにて設定）
小数点位置０： □ □ □ □ □ □ .〜５：□.□ □ □ □ □
表示色

表示部

外 制御入力部 入力信号
制 入力回路御 入力耐圧入 機能
力 入力コネクタ

後部端子より入力（ＧＮＤ端子と短絡）
ロジック信号
約 5kΩで+5Vプルアップ＋ 30V ／−25V①ホールド ②リセット ③プリセット
端子台 7.62mm ピッチ M3 フリー端子ビス

コン
パレータ出
力部

ON 抵抗
応答時間
出力コネクタ

CNT-3921 （プログラムモードにて設定する）
CNT-3931 （前面パネルのデジスイッチの設定による）２点（HIGH、LOW）
絶縁型無接点出力（フォトモスリレー）
DC350V 80mA 最大（抵抗負荷）
AC240V 80mA 最大（抵抗負荷）
50Ω以下
3ms （max）
端子台 7.62mm ピッチ M3 フリー端子ビス通信方式

調歩同期式

通信規格

RS-232C

ボーレート

2,400bps

通信コネクタ6 極モジュラジャック

出力数
出力信号
定格

※設定値の読み出し、書き込みが可能。計測データ読み出しは不可。

-RS232C
通信部

設定方法

電源入力
AC xxxV ±10% 50／60Hz

一般 消費電力
外形寸法
事 質量
項 使用周囲雰囲気
使用周囲温湿度
保存温度範囲

CNT-39x1-（E ／ H ／ R ／ I）
0〜10V（E）／1〜5V（0〜5V可）（H）／0〜±10V（R）／4〜20mA（0〜20mA可）（I）
約 10000
1ms 以下（パルス入力→アナログ出力の最大遅れ 3ms）
任意のフルスケールによる表示値設定（プログラムモードにて設定）
電圧出力：4.7ｋΩ以上
電流出力：560Ω以下±0.2％フルスケール以内 ＠23℃
±200ppm/℃以下±0.1％以下
端子台 7.62mmピッチ M3フリー端子ビスア分解能
ナ 更新時間ロ 出力レート
グ 負荷抵抗
出出力精度
力 温度変動部 リニアリティ
出力コネクタＢ 信号形態
CNT-39x1-P （オープンコレクタ）
Ｃ
CNT-39x1-T （ＣＭＯＳ，ＴＴＬ）
Ｄ データ
６桁パラレル信号極性付き
出 更新時間
1ms 以下①ラッチ入力 ②信号出力コントロール入力 ③ＢＵＳＹ出力力 制御信号
D-Sub 37Pソケット、固定具のネジ仕様はミリねじM2.6×0.45
部 出力コネクタ
Ｒ オプション型式
CNT-39x1-S
Ｓ 接続台数
最大３２台
マルチドロップシリアル通信
４ 通信形式調歩同期式８ 通信方式
RS-485５ 通信規格9,600bps ／ 19,200bps（プログラムモードにて設定）
通 ボーレート
信 内部データ更新時間 1ms 以下
端子台 7.62mm ピッチ M3 フリー端子ビス
部 通信コネクタ-算 最大パルス入力数（ココリサーチの工場取付となります）

出力信号

名称型式

拡張コン
パレータ出力部

オプション型式
設定方法
出力点数
出力形態
定格

CNT-39x1-C
プログラムモードにて設定
2 点（COMP1、COMP2）
絶縁型無接点出力（フォトモスリレー）
DC350V 80mA 最大（抵抗負荷）
AC240V 80mA 最大（抵抗負荷）
50Ω以下
3ms（max）
端子台 7.62mmピッチ M3フリー端子ビス

ON 抵抗
応答時間
出力コネクタ■ 外形寸法図■ 端子接続図上

CNT-39x1-（A10 ／ A11 ／ A20 ／ A23 ／ DF）
100V（A10）／ 115V（A11）／ 200V（A20）／ 230V（A23）
9.6〜 30V（DF）
8VA 以下96（W）
×48（H）
×150（D）mm DIN 規格
約 700g
腐食性ガスの無き事
0℃〜＋ 40℃／ 85%RH 以下（但し、結露無き事）−20℃〜＋ 70℃

段123456789（−）

（＋）

F.G.

GND

AN

GND

B

A（UP）

＋V

POWER IN

AN.OUTPUT

PULSE INPUT

電源

アナログ出力センサ入力

下10111213

COM

LOW

HIGH

GND

14段

15PRESET RESET

1617181920

HOLD

DOWN

GND

DATA−

DATA＋

COMPARATOR

INPUT

PULSE

（COM2）（COMP1）（COMP2）

コンパレータ出力

制御信号入力センサ
入力

RS-485 通信 またはコンパレータ追加

改良などの理由により、予告なく仕様変更することがありますので予めご了承下さい。

● 重 要 ご注 意！
・本 品 の 不 調あるいは本 品自体に起 因する二 次 的 災 害 の 懸 念されるときは、必ず 別 の 技 術 手 段による保 全 対 策を併 用して下さい。
・本 品をお買い上げいただいたことによる保 証は、製 品 付 属 の 保 証 書に記されている保 証 規 定を越えることはありません。

東京 ／ TEL.03-3382-1021

FAX.03-3382-1200〒164-0011 東京都中野区中央 3-40-4 新中野ココリサーチビル

大阪 ／ TEL.06-6538-1981

FAX.06-6538-8481〒550-0012 大阪市西区立売堀 4-7-15 奥内立売堀ビル 10F
ホームページ http：// www.cocores.co.jp/
PRINTED IN JAPAN

CAT.NO.263
2005.1 改訂

古紙配合率 100% 再生紙を使用しています。

このカタログは大豆油インキで印刷しています。