■ 屋外シェルター型■ 打 点 式 記 録 計 用 屋 内ラックA 0 6 3 9 ( オプション )PM2.5 Monitor

406
330

微小粒子状物質
自動計測器

160639484

環境大気中の微小粒子状物質（PM2.5）の質量濃度をβ線吸収方式で連続測定する自動計測器です。

（約19 kg）

試料を加熱するなど物理的な除湿を行わないため、
1080■ 打 点 式 記 録 計 用 屋 内ラックA 0 3 4 0 ( オプション )484

試料中の半揮発性物質の飛散を抑えられます。

340

環境省等価性評価試験
環境省が実施した「標準測定法との等価性の確認のための並行試験」において、「標準測定法と等価性を有する」と評価されています。

（約16 kg）

上図はSPM同時測定オプション付（約80 kg, ポンプ・インレット・大気温湿度センサ重量含む）■ ラック組込型( 屋内設置 )試料を加熱するなどの物理的な除湿を行わず、試料湿度から連続的に水分量を計算し、FRM等価換算したPM 2.5濃度を求めています（スマートカルク機能）。
そのため、試料中の半揮発性物質の飛散を抑えられます。

吸湿、吸着の少ないふっ素樹脂テープろ紙を採用しています。保護カバーテープ（オプション）によって捕集後の試料を保護することで、成分分析などに利用することも可能です。

屋内・計測室テレメータ子局

屋外
シェルター

半揮発性物質の飛散抑制

ふっ素樹脂テープろ紙■ 屋 外シェルター・屋 内ラック結 線 例

天井

PM-712330

OBC測定 （オプション：微小粒子側のみ）
OBC（光学的ブラックカーボン）を測定することで、試料大気のEC（無機炭素）のトレンドを把握したり、発生源の指標として利用することが出来ます。

PM2.5とSPMの同時測定（オプション）
バーチャルインパクタ方式の分級装置を採用しているため、1台でPM2.5とSPMの同時測定が可能です。

記録計用
屋内ラック
保護管

■ 同時測定のメリット

Ethernet484630

電源PM2.5とSPMともに鉛直直管でサンプリングするため、粒子のロスがなくなります。

電源同一サンプルをバーチャルインパクタで分粒して測定するため、測定値の逆転現象が起こりません。

1台の計測器でPM2.5とSPMを測定するため、電気代や消耗品などの維持管理費が約半分になります。
（約7年間で計測器1台分程度の削減になります（当社調べ、2022年度時点））■ 製 品コード■ テープろ紙への捕集効率 (質量濃度比)

上図はSPM同時測定オプション付（約49 kg, ポンプ・サイクロン重量含む, インレット・大気温湿度センサ重量除く）

S

SPM同時測定C

PM10同時測定

0適用なし

B

OBC測定

0

適用なし

T1

卓上型

A1

ラック組込型

S1

屋外シェルター型■ バーチャルインパクタの原理

1000

アナログテレメータ
入出力ユニット TU07
適用なし

R0

打点式記録計適用なし

T

16.7 L/min

9080

捕集効率 [%]

1120

PM-712-

加速ノズル

7060

504030

SPM

20

PM2.5

10001232.545678

空気動力学粒径 (µm)

91011SPMは、大気中に浮遊する粒子のうち、空気動力学粒径が10 µm以下の粒子のことです。PM2.5は、大気中に浮遊する粒子のうち、空気動力学粒径が2.5 µmの粒子を50 %の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子と分級した後に採取される粒子のことです。
本計測器では、SPMサイクロンとバーチャルインパクタを組み合わせることにより、SPMとPM2.5を同時に測定できます。
※このカタログの記載内容は2022年9月現在のものです。 ※掲載製品の仕様・デザイン・寸法などは予告なく変更することがあります。

PM712. 13

流線12

微小粒子
15.4 L/min

微小粒子

仮想衝突面

1.3 L/min

粗大粒子

粗大粒子

微小粒子側の流量を15.4 L/min、粗大粒子側の流量を1.3 L/minで吸引します。
慣性力が大きい粗大粒子は、直進して仮想衝突面を通過し粗大粒子側に吸引されますが、慣性力の小さいほとんどの微小粒子は、仮想衝突面には衝突せず気流に乗って微小粒子側に吸引されます。

PM2.5PM2.5 , SPM 同時測定
PM10インレット

PM10インレット

SPMサイクロン（※1）
大気圧Pセンサ

T,H

大気温湿度
センサ

大気圧Pセンサ
バーチャルインパクタ

β線源

流量 試料流量制御弁1 センサ1

テープ
ろ紙

圧力センサ

F

粗大粒子

F
流量 試料流量制御弁1 センサ1

吸引ポンプ

■ 仕様

P検出器1

テープ
ろ紙

検出器2

圧力センサ

F
試料流量 流量センサ2 制御弁2

吸引ポンプ

■ 仕様

測定対象

環境大気中の微小粒子状物質［PM2.5］

検出器

プラスチックシンチレーション検出器

測定原理

β線吸収方式

大気導入部

PM10インレット

測定範囲

PM2.5: 0〜1000 µg/m3

分級装置

PM2.5バーチャルインパクタ

繰返し性（再現性）

等価膜値の±2 ％

除湿機能

試料湿度から演算し補償（スマートカルク機能）

直線性（指示誤差）

等価膜値の±5 ％LCD表示

測定値, 動作制御情報, メッセージ, アラーム

校正用空気に対する指示値

質量濃度の±10 ％内部メモリー保存

測定値, 動作制御情報, メッセージ, アラーム

デジタル入出力

粒子状物質を含まない
空気に対する指示値（空試験）

24個の1時間値の算術平均が±2.0 µg/m3以内
標準偏差が3.0 µg/m3以下(※3)

Ethernet, USB（使用できないUSBメモリもあります。詳しくはお問い合わせください）

試料大気採取流量16.7 L/min（15.4 L/min + 1.3 L/min）

試料大気流量の制御

体積流量制御電源電圧変動に対する指示値の安定性

等価膜値の±3 ％/ 100±10 V

電源電圧変動に対する
試料大気流量の安定性

設定試料大気採取流量の±5 ％/ 100±10 V

捕集ろ紙

SPM: 設定試料大気採取流量の±5%/ 10日
ふっ素樹脂テープろ紙

β線源

炭素14（14C）密封線源、10 MBｑ未満（RI規制法で規定される下限数量未満、取扱資格及び届出不要）

100807060504030200SPM

PM2.510012PM1032.54567891110

空気動力学粒径 (µm)

12131415

炭素14（14C）密封線源、10 MBｑ未満

環境大気中の微小粒子状物質［PM2.5］
環境大気中の浮遊粒子状物質［SPM］

β線源

測定原理

β線吸収方式

検出器

プラスチックシンチレーション検出器

測定範囲

PM2.5: 0〜1000 µg/m3
SPM: 0〜5000 µg/m3

大気導入部

PM10インレット分級装置

繰返し性（再現性）

等価膜値の±2 ％PM2.5バーチャルインパクタ
SPMサイクロン(※1)

ゼロドリフトSPM: ±5.0 µg/m3/ 日

除湿機能

試料湿度から演算し補償（スマートカルク機能）

スパンドリフトSPM: 等価膜値の±3 %/ 日

LCD表示

測定値, 動作制御情報, メッセージ, アラーム

直線性（指示誤差）

等価膜値の±5 ％内部メモリー保存

測定値, 動作制御情報, メッセージ, アラーム

（RI規制法で規定される下限数量未満、取扱資格及び届出不要）『環境省環境大気自動測定機のテレメータ取り合いの共通仕様』に適合した入出力

デジタル入出力

DC 0〜1 V:
PM2.5 1時間値
-100〜400/ 900 µg/m3 2レンジ自動/ 手動切換
（他レンジ対応可能）
接点信号 : 出力レンジ, 調整中, 電源断, 動作不良等

校正用空気に対する指示値

質量濃度の±10 ％アナログテレメータ用
出力（オプション)

Ethernet, USB（使用できないUSBメモリもあります。詳しくはお問い合わせください）

粒子状物質を含まない
空気に対する指示値（空試験）

PM2.5: 24個の1時間値の算術平均が±2.0 µg/m3以内, 標準偏差が3.0 µg/m3以下
SPM: 24個以上の1時間値の算術平均が±10 µg/m3以内(※3)

デジタルテレメータ用
入出力『環境省環境大気自動測定機のテレメータ取り合いの共通仕様』に適合した入出力アナログテレメータ用
出力（オプション)

電源・消費電力

AC100 V

試料大気採取流量16.7 L/min（15.4 L/min + 1.3 L/min）

耐電圧
絶縁抵抗

DC 0〜1 V:
PM2.5 1時間値
-100〜400/ 900 µg/m3 2レンジ自動/ 手動切換
SPM 1時間値
0〜500/ 1000/ 2000/ 5000 µg/m3
4レンジ自動/ 手動切換
（他レンジ対応可能）
接点信号 : 出力レンジ, 調整中, 電源断, 動作不良等

電源・消費電力

AC100 V

50/60 Hz

約 450 VA

耐電圧

AC1000 V

50/60 Hz

1分間印加で異常なし

絶縁抵抗AC100 V

5 MΩ以上50/60 Hz

約 450 VA

AC1000 V

50/60 Hz

1分間印加で異常なし

AC100 V

5 MΩ以上試料大気流量の制御

体積流量制御その他の仕様については、ご相談ください。

電源電圧変動に対する指示値の安定性

等価膜値の±3 ％/ 100±10 V電源電圧変動に対する試料大気流量の安定性

設定試料大気採取流量の±5 ％/ 100±10 V

SPMサイクロンを取り外すことでPM2.5 と PM10 の同時測定も可能

90

測定対象

デジタルテレメータ用
入出力※ 1 P M 2 . 5 ,PM 10 同時測定 (オプション)
テープろ紙への捕集効率 [%]保護カバーテープ

微小粒子

試料流量 流量センサ2 制御弁2

検出器1

P

バーチャルインパクタ

温湿度
T,H
センサ
OBCセンサOBC（※2）

保護カバーテープF

大気温湿度センサ

β線源

温湿度
T,H
センサ
OBCセンサ
OBC
（※2）

微小粒子

T,H

PM10は、大気中に浮遊する粒子のうち、空気動力学粒径が10 µmの粒子を50 %の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子と分級した後に採取される粒子のことです。
PM10インレットとバーチャルインパクタの組み合わせにより、PM2.5とPM10の同時測定も可能です。

試料大気流量の経時安定性

SPM: 設定試料大気採取流量の±5設定試料大気採取流量の±5%/%/10日
10日

捕集ろ紙

ふっ素樹脂テープろ紙※ 2 O B C 測 定 (オプション)
測定対象

環境大気中の光学的ブラックカーボン［OBC］

測定原理

反射型光散乱方式

測定範囲

0〜20 µg/m3

繰返し性（再現性）

等価膜値の±2 ％直線性（指示誤差）

等価膜値の±5 ％※ 3 出 荷 検 査 時 の 空 試 験 について
出荷検査時には、より厳しい社内管理基準に基づいた空試験を実施しています。
PM2.5
連続した24個以上の1時間値の算術平均が±2.0 µg/m3以内
標準偏差が2.0 µg/m3以下
SPM
連続した24個以上の1時間値の算術平均が±5.0 µg/m3以内
標準偏差が5.0 µg/m3以下