RoHSMEASUREMENTS - NIKKOHM

交直変換素子THERMAL CONVERTER ELEMENT

JSTC04Features and Applications

特長用途

The JSTC04 is a high-frequency multi-junction thermal
converter device for high-precision AC-DC transfer standards.
Using NIKKOHM’s unique thin-film thermopile technology, thisdevice realizes sensitivity of 10-6 to 10-7 for comparing rms
power between ac and dc input voltages.
The JSTC04 thermal converter is designed to minimize effects
from stray inductances and capacitances in the input circuit.
The frequency characteristic of the AC-DC transfer differenceis self-calculable, and has been evaluated to be better than
0.001% in the frequency range between 10kHz to 100 kHz, andbetter than 0.01% up to 1 MHz.
All the JSTC04 devices are identified by serial production
numbers, and are individually inspected and guaranteed for thespecifications. The inspection data include input resistance,output resistance, sensitivity (output voltage), and reversalerror.
The JSTC04 thermal converter has been developed throughthe collaboration with AIST (National Institute of Advanced
Industrial Science and Technology, Japan).

独立行政法人産業技術総合研究所(AIST)との共同研究によって開発された、超高精度のサーマルコンバータ(熱型交直変換素子)です。入力された交流電圧および直流電圧のパワーを熱に変換し、独自の高精度サーモパイル技術を用いて直流電圧に変換(交直変換)することにより、交流電圧と直流電圧の実効値を 0.0001%の感度で精密に比較することができます。
JSTC04 型サーマルコンバータ素子は、高周波側における交直変換誤差(交直差)の自己校正を目的として開発され、10kHz～100kHz および 100kHz～1MHz の周波数範囲において、それぞれ 0.001%以下および 0.01%以下の優れた特性を実現しています。低周波用に開発された
JSTC05 型と組み合わせることにより、国家標準クラスの AC-DC トラン
スファー標準の中核部品として利用することが可能です。
出荷する素子には、全て個体識別用の製品番号が付され、素子個別の入出力抵抗値、感度(出力電圧)、および正逆差の特性データが添付されます。
本素子を高周波シャーシに内蔵して入出力コネクタを取り付けた、完成品のサーマルコンバータ(高周波 TVC: High-Frequency Thermal
Voltage Converter)も提供できます。

7-1.5

外形寸法・接続 Dimensions, Pin Configuration and Connection

61256.5
9.0

7

JSTC04E102K
S/N65FF43

1.50.05

7.0
10.5
15.0

3.5

JSTC04LEMO 3pin
N-P/N-R

76231R
54

Pin1
Pin2

Pin3

CFG

2.5

7-10FGFG

7.0
10.5
15.0pin
1234567

Descriptions
Input Hi
Input Lo., internal connect to 7
DC output A +DC output A DC output B DC output B +Input Lo., internal connect to 2

Nikkohm Co., Ltd. 3-31-2640 Minamicho, Misawa, Aomori 033-0036 Japan TEL: +81-176-53-2105, FAX: +81-176-53-2106© 2009 Nikkohm Co., Ltd.
URL: http://www.nikkohm.co.jp & http://www.nikkohm.com / e-mail: info@nikkohm.co.jp

RoHS

MEASUREMENT - NIKKOHM
交直変換素子JSTC04

THERMAL CONVERTER ELEMENT
形名呼称 Ordering Information
TCR,
input resistanceE|
E (+/-25ppm/K)(*)

Model
JSTC04|
JSTC04

Input resistance (*)

500 Ohm|
100 Ohm
200 Ohm
500 Ohm
1k Ohm
2k Ohm(*) Other input resistances, TCs, and tolerances are available on request.

Tolerance,
Input resistanceK|K(+/-10%)

Additional Code
Z00
|Z00 (RoHS)

仕様性能 Specifications and Performances
JSTC04［入力］
定格電力
最大入力電力
公称抵抗値
抵抗温度係数抵抗値許容差周波数範囲［出力］
定格出力電圧
出力内部抵抗内部抵抗の TCR
[総合]
変換感度
感度の温度依存性
応答時間
極性反転誤差交直変換誤差交直変換誤差INPUT
Rated PowerMax Applied PowerResistance
TCRTolerance
Frequency Range
OUTPUT
Rating output voltage
Output resistance
TC of Output resistance
INPUT/OUTPUT
Sensitivity
TC of Sensitivity
Response Time
Reversal Error
AC-DC Difference, 10k-100kHz
AC-DC Difference, 100K-1MHzENVIRONMENTAL
Operating Temp.
Storage Temp.

動作温度
保存温度Conditions

0.1 W
0.5 W
100, 200, 500, 1K, 2K Ohms+/-25ppm/K (E)+/-10% (K)DC,10kHz-1MHz.

More than 60mV
Less than 400 Ohm+/- 300ppm/K
More than 0.6 V/W-0.001mV/mW/K
2.5 +/-0.6 seconds
Less than 100ppm
Less than 10ppm
Less than 100ppm

Typical63% response
TypicalTypicalTypical25 +/- 5 degree C-20 to 80 degree C

3.0
17.0
20.0

3.0

3.0
4.0
10.0
14.0
17.0
20.0

3.0

実装用プリント基板設計 Recommended Foots patterns

1.5

2.0

0.5
1.5
3.1
5.0

14.010.4

7.0

3.5

1.5
15.5
19.0
24.5

6.5

19.0
24.5

20100520
Nikkohm Co., Ltd. 3-31-2640 Minamicho, Misawa, Aomori 033-0036 Japan TEL: +81-176-53-2105, FAX: +81-176-53-2106© 2009 Nikkohm Co., Ltd.
URL: http://www.nikkohm.co.jp & http://www.nikkohm.com / e-mail: info@nikkohm.co.jp