R

ジルコニア式 酸素濃度計

OXITEC 5000OXITEC 5000 GasEx

群を抜く高安定測定と長寿命！
！
独自の多層膜セルとゴルードブレージング溶着により高度な機密性とイオンの移動を実現！

TA-Luft

CAT.No.ZZ-191-1605J

R

R

ジルコニア式酸素濃度計
MULTI-LAYER-TECHNOLOGY（多層膜技術）による卓越したシール機密構造により、長期にわたる気密性が実証されています。

独自のゴールドブレージングによる高い機密性

MULTI-LAYER-TECNOLOGY（多層膜技術）
による他に類を見ない長寿命ジルコニアセル

排ガス性状にマッチした材質を独自の技術によるセル構造と溶着方法により選択可能なセルホルダー

セル加熱温度を 840 ℃まで可能にし、（ SUS316、ハステロイC4、V4A、インコロイ、プロテック）

高精度な安定測定と長寿命を実現！

OXITEC5000R

O2 ANALYZERS FOR INTELLIGENT PROCESS MANAGEMENT

システムの心臓部、プローブ内にはEnotec 社製、最高品質のENSituガス・センサが装備されており、高ダスト負荷または腐食性煙道ガスの組成等の過酷なプロセス条件でも恒久的な使用を可能にし、耐振性にも優れたセンサは平均寿命7年を誇っています。
ガス分析の分野で長年に渡って蓄積された経験は妥協することなく、最高1400℃までそれぞれのお客様用にカスタマイズしたシステム構成を可能にいたします。
エレクトロニックユニット

測定ガスセンサ

ENOTECOXITEC 5000

ガス用専用ケーブル
信号用専用ケーブル
計装エアー&校正ガス
出力信号（酸素濃度、アラーム）

電源

OXITEC5000 GasEx

ガス爆発ゾーン1/2 でお使いいただけます。

R

INSITU MEASUREMENTS IN HAZARDOUS AREAS

燃焼過程での燃料使用量を制御することにより、排出量を削減しながらプラントの安全性が強化されます。
エレクトロニックユニット

ニューマチックユニット

ENOTECOXITEC 5000

測定ガスセンサ

ガス用専用ケーブル

電源

Ⅱ 2G Ex d ⅡC T3 Gb (probe)
Ⅱ 2G Ex d ⅡC T6 Gb (electronic unit)

出力
信号

校正ガス
計装エアー
信号用専用ケーブル

■ 特殊材質プローブの選択■仕様
型（セルホルダー /プロテクションチューブ）OXITEC 5000

式

OXITEC 5000 Ex

機能
検出感度

1ppm O 2 以下

測定精度

±0.2 ％（測定値に対して）

エレクトロニックユニット
アラーム、メンテナンス、エラー示

2 レンジ、 0 〜 99 ％可変

測定範囲
電耐腐食
（硫黄）

ガス
温度

ハステロイ Ｃ4○△

―Ｖ4Ａ（1.4571）△○

低インコロイ/プロテック△○

高AC115 〜 230V 50/60Hz

源

100 〜 200VA （ 400VA 立上時）

消費電力
出

耐腐食
（塩素）

LCD ・ LED

ディスプレイ
表材 質

DC4 〜 20mA （絶縁型 負荷抵抗 MAX.500 Ω）

力■プローブフィルター材質の選択

システムエラー、メンテナンス
上限、下限

リレー接点

名 称

材 質

耐腐食ダスト濃度

強度

セラミック

Al2O3○

高弱バサルト炭化ケイ素（SiC）○高中焼結金属

インコネル60（2.4816）×高強

RS232 、 RS485 、バス交換
接点容量

AC230V 5A 抵抗負荷

許容温度

− 20 〜 55 ℃

ハウジング

保護等級 IP66

センサ
圧力流速−50 〜 4000mbar

0 〜 50m/sec
周囲：−40 〜 80 ℃

温度

排気ダクト内：MAX.600℃ （標準仕様）（中高温仕様）MAX.1000℃（高温仕様）
MAX.1400℃

排気ダクト内：MAX.500℃ （標準仕様）（高温仕様）
MAX.1400℃

保護等級 IP65

ハウジング

KEX5001 ：464mm※対照表参照プローブ長KEX5002 ：924mm

SUS316 オプション：ハステロイ、V4A 、インコロイ、プロテック

プローブ材質応 答 性

0.5 秒（流速 10m/sec の時）

ケーブル

MAX.150m

バサルト

焼結金属

セラミック

その他オプション等
エアユニット標準装備

自動キャリブレーション

オプション

ガス条件に応じた各種フィルターとシールド

2 成分同時に測定可能なシリーズ （詳細はお問い合わせください。）

COMTECAQUATECRR

O 2と CO eを同時測定

O 2とH 2 Oを同時測定

燃焼システムを一括制御

乾燥システムを一括制御

混成電位
COセンサ
ジルコニア
O 2センサ

水蒸気測定による
H 2 OとO 2 同時検出

外形寸法図OXITEC 5000（KES/KIS-200□用）

OXITEC 5000（防爆 KEX-500□用）
120
Φ76.1

L
Φ76.1

L

120

Vシールド

Vシールド

フィルター
取付フランジフィルター

プロテクションチューブ

取付フランジハウジング
プロテクションチューブフランジ

プロテクションチューブ

プロテクションチューブフランジ

156
ハウジング

OXITEC 5000（KEX-132□用）

OXITEC 5000（1400℃仕様）
L650
Φ45135
Φ5795

Vシールド

フィルター
取付フランジフィルター
プロテクションチューブ

プロテクションチューブ
ハウジングハウジング

プロテクションチューブフランジ

プロテクションチューブフランジ

Φ8.2300■プローブ寸法表

エレクトロニックユニット（防爆用）エレクトロニックユニット

700
655

240
300
270

シリーズ No.

機種名15×8300
270200

KES

132

400

ENOTEC

316

OXITEC 5000

356420ENOTEC

KES（ KIS ）OXITEC 5000

200

249
260

500

KES

長 さ

1385mm

2475mm

3615mm

1495mm

2925mm31835mm

42768mm

53682mm

1520mm

2950mm31865mm■プローブ型式対照表

センサ取付位置の選定

シールド
センサ取付前に測定ガスがＶシールドに直接当たるようシールドの位置を調整してください。 調整方法 → 取扱説明書参照

K □ S-132 □200 □500 □プローブ長132 □：小型ボイラー用プローブ

200 □：−3 °〜−5 °一般用プローブ

500 □：
測定プローブを水平に取付ける場合は〜−5 °間で下に向くように取付けください。
プローブが−3 °多サイズ互換フランジ付プローブ

E：材質SUS316（ガス温度 max.760℃）
I ：材質インコネル（ガス温度 max.800℃）

粉・粒・液体………レベル制御機器総合メーカー

Line of business●

回転式レベルスイッチ●

フロースイッチ●

振動式レベルスイッチ●

電極式レベルスイッチ

本社 〒530-0056 大 阪 市 北 区 兎 我 野 町 2 番 14 号●

振子式レベルスイッチ●

フロート式スイッチ

TEL. 06-6312-2071 ・ FAX. 06-6314-0848●

音波式レベルスイッチ●

フロート式レベルメータ●

静電容量式レベルスイッチ●

超音波式レベルメータ●

静電容量式近接センサ●

コンベア周辺機器●

静電容量式レベルメータ●

ダストモニター●

ダイヤフラム式レベルスイッチ●

ジルコニア酸素濃度計●

チルトスイッチ●

レーザー式レベルメータ●

リーク式レベルスイッチ●

電波式レベルメータ●マイクロウェーブ式スイッチ●

液体濃度・濁度計●

サウンジング式レベルメータ●

超音波流量計※ご使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
※予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

e-mail: infoj@kansai-automation.co.jp

URL http://www.kansai-automation.co.jp
東 京 支 店 〒105-0013 東京都港区浜松町 1 丁目 29-6 TEL.03-5777-6931 FAX.03-5777-6933
名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市千種区内山 3丁目31-27 TEL.052-741-2432 FAX.052-741-1588
大 阪 営 業 所 〒530-0056 大阪市北区兎我野町 2 番 14 号 TEL.06-6312-2071 FAX.06-6314-0848
九 州 営 業 所 〒802-0001 北九州市小倉北区浅野1丁目2-39 TEL.093-511-4741 FAX.093-511-4580
代理店