产品信息LC 116
LC 196 F/LC 196 M
LC 416
LC 496 F/LC 496 M
高质量扫描的绝对式
直线光栅尺

11/2022

LC 100系列

标准外壳的绝对式直线光栅尺•• 优异的抗振性能•• 可平躺安装•• 高质量扫描  = 安装方式
F = 机床导轨P = 找正的测量点Ⓚ = 要求的配合尺寸Ⓐ = 其它配合尺寸Ⓑ = 电缆连接，可在任何一端Ⓓ = 带节流阀的压缩空气进气口，可在任何一端Ⓣ = 机械固定点（优选）Ⓗ = 机械固定点（兼容上代产品）Ⓖ = 机械固定点（每100 mm间隔处重复）Ⓢ = 测量长度ML起点（= 绝对位置20 mm）Ⓦ = 配合面
ð = 位置值增加的读数头移动方向

产品信息 LC 116/LC 196 F/M, LC 416/LC 496 F/M

11/2022

技术参数LC 116

精度等级

± 3 µm，测量长度达3040 mm（LC 196 M：可达2040 mm）；± 5 µm

接口1)

EnDat 2.2

发那科串行接口/Þi接口

三菱高速接口0.001 µm
0.010 µm

Þi接口/Þ接口0.00125 µm/0.010 µm
0.0125 µm/0.050 µm

0.001 µm
0.010 µm

DIADUR玻璃光栅尺带绝对和增量刻轨；栅距：20 µmÞtherm  8 · 10–6 K–1

测量基准线性膨胀系数

测量长度（ML）*，mm

订购标识测量步距						LC 196 F140	  240	  340	  440	  540	  640	  740	  840	  940 1040 1140 1240 1340 1440
1540 1640 1740 1840 2040 2240 2440 2640 2840 3040 3240 3440 3640 3840
4040 4240

EnDat22

±3 µm
±5 µm

LC 196 M

Fanuc05

Mit03-04

时钟频率（计算时间tcal）

 16 MHz （ 5 µs）––电缆长度 100 m2)

 50 m 30 m电气连接独立适配电缆（1 m/3 m/6 m/9 m），可连接在安装块的任何一端

供电电压DC 3.6 V至14 V

运动速度

 180 m/min（测量方向上最大加速度 100 m/s2）

3.6 V： 1.1 W；14 V： 1.3 W

功率消耗（最高）所需的运动力4N

工作温度

0 °C至50 °C

振动55 Hz至2000 Hz影响冲击11 ms3)

防护等级EN 60529
质量尺壳： 200 m/s2（EN 60068-2-6）
读数头： 200 m/s2（EN 60068-2-6）
 300 m/s2（EN 60068-2-27）
IP53，如果满足样本中有关安装说明的要求；
IP64，如果使用密封空气（空气纯净度[3:4:2]，ISO 8573-1:2010标准）
0.55 kg + 2.9 kg/m测量长度这款光栅尺采用高质量扫描原理，因此，仅需一对密封条。

* 请订购时选择1)
用EIB 2391 S或EIB 3392 S可连接西门子接口2)海德汉电缆：参见海德汉编码器接口样本3)	在应用中，必须保护LC，避免固体颗粒进入。
此外，在微观环境内，必须满足2级污染等级要求（参见EN 60664-1标准）。

11/2022

产品信息 LC 116/LC 196 F/M, LC 416/LC 496 F/M

LC 400系列

紧凑外壳的绝对式直线光栅尺•• 仅需有限的安装空间•• 高质量扫描ML

70

120

170

220

270

320

370

420

470

520

570

620

670

720

770

820

920 1020 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 2040

L37.5

5575

100

115

140

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

450

500

555

610

655

710

760810855910 1010

 = 12A端头；安装时可用或不用安装架
 =1
 4A端头；用安装架安装（如果直接用M4螺栓固定，技术参数受限）
 = MSL 41安装架
F = 机床导轨P = 找正的测量点Ⓚ = 要求的配合尺寸Ⓓ = 带节流阀的压缩空气进气口Ⓢ = 测量长度ML起点（= 绝对位置20 mm）
ð = 位置值增加的读数头移动方向

产品信息 LC 116/LC 196 F/M, LC 416/LC 496 F/M

11/2022

技术参数

LC 416

LC 496 M

精度等级

±3 µm，±5 µm

接口1)EnDat 2.2

发那科串行接口/Þi接口

三菱高速接口0.001 µm
0.010 µm

Þi接口/Þ接口0.00125 µm/0.010 µm
0.0125 µm/0.050 µm

0.001 µm
0.010 µm

DIADUR玻璃光栅尺带绝对和增量刻轨；栅距：20 µmÞtherm  8 · 10–6 K–1（安装类型Ô/Õ）；用安装架： Þtherm  9 · 10–6 K–1（安装类型)测量基准线性膨胀系数

测量长度（ML）*，mm

订购标识测量步距						LC 496 F

安装架*或夹紧件*对于测量长度ML 1240以内为可选使用；测量长度ML 1340或更大为必须使用
70 120 170	  220	  270	  320	  370	  420	  470	  520	  570	  620	  670	  720770 820 920 1020 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 2040
EnDat22±3 µm±5 µm

Fanuc05

Mit03-04

时钟频率（计算时间tcal）

 16 MHz （ 5 µs）

––

电缆长度

 100 m2)

 50 m 30 m电气连接可连接在安装块上单独适配电缆（1 m/3 m/6 m/9 m）

供电电压DC 3.6 V至14 V

运动速度

 180 m/min（测量方向上最大加速度 100 m/s2）

3.6 V： 1.1 W；14 V： 1.3 W

功率消耗（最高）所需的运动力振动55 Hz至2000 Hz影响冲击11 ms
工作温度3)

防护等级EN 60529
质量5N

读数头： 200 m/s2（EN 60068-2-6）
无安装架的尺壳： 100 m/s2（EN 60068-2-6）
带安装架尺壳和电缆出线位于右侧： 150 m/s2，或位于左侧： 100 m/s2（EN 60068-2-6）
 300 m/s2（EN 60068-2-27）
0 °C至50 °C

IP53，如果满足样本中有关安装说明的要求；
IP64，如果使用密封空气（空气纯净度[3:4:2]，ISO 8573-1:2010标准）光栅尺： 0.2 kg + 0.55 kg/m测量长度；安装架：0.9 kg/m

* 请订购时选择1)
用EIB 2391 S或EIB 3392 S可连接西门子接口2)海德汉电缆：参见海德汉编码器接口样本3)	在应用中，必须保护LC，避免固体颗粒进入。
此外，在微观环境内，必须满足2级污染等级要求（参见EN 60664-1标准）。

11/2022

产品信息 LC 116/LC 196 F/M, LC 416/LC 496 F/M约翰内斯·海德汉博士（中国）有限公司
北京市顺义区天竺空港工业区A区
天纬三街6号（101312）
010-80420000
010-80420010
Email: sales@heidenhain.com.cn

www.heidenhain.com.cn

1327049 · 01 · B · 18 · 11/2022 · PDF

本产品信息文档是以前版本的替代版，所有以前版本不再有效。订购海德汉公司的产品仅以订购时有效版本的“产品信息”为准。
更多信息：为确保正常使用和符合目的用途，必须满足以下文档中的要求：•• 样本：直线光栅尺用于NC数控机床571470-xx•• 样本：海德汉编码器接口1078628-xx•• 样本：电缆和接头1206109-xx•• 产品简介：接口电子电路
598160-xx