月刊名工研・技術情報 電子版 平成 29 年 5 月号

※NMIRI : Nagoya Municipal Industrial Research Institute【技術相談】

吸光光度法による白金の定量分析【技術紹介】

炭素・硫黄分析計による材料分析
X 線小角散乱による粒径測定
照明器具の光学特性評価
人事異動【お知らせ】【技術相談】
吸光光度法による白金の定量分析
白金の定量分析を自社でできないかという相談

定量分析を行ったところ、得られた各試料の分析がありました。当所の依頼試験では、白金を王水値は両者間で良好に一致し（表 1）、作成マニュアで溶解させて、その白金溶液をICP 発光分光分析

ルの妥当性が確認できました。

(ICP-AES)法により定量しています。しかしながら、このように、「分析」そのものに限らず、「分析法依頼企業に ICP-AES はなく、高額な ICP-AES のの検討」などについても対応いたしますので、お気新規導入も難しいとのことでした。そこで、前処理

軽にご相談ください。の手間を要しますが、安価に機器導入が可能な吸光光度法を用いた定量法を検討しました。
吸光光度法では、前処理の手間、分析感度や他元素による影響などを考慮して、白金(IV)を塩酸溶液中でスズ(II)と反応させ、生成する黄色の化合物の吸光度を測定して定量する方法が適切であると判断しました。
この方法を基にして、白金の溶解法とともに吸光光度法による白金の定量分析マニュアルを作成しました。6 種類の白金溶解液試料（A-F）につい(環境技術研究室 柴田 信行）て、マニュアル化した吸光光度法と ICP-AES 法でTEL（052）654-9882

月刊名工研・技術情報 電子版 平成 29 年 5 月号

【技術紹介】
炭素・硫黄分析計による材料分析
鉄鋼や非鉄金属、セラミックス材料中の炭素

当所では、種々の材料に関する技術相談を受及び硫黄の含有量は材質に大きな影響を与えまけています。その中で鉄鋼材料では、製品や部す。例えば、鉄鋼中の炭素の含有量は、硬さや品の破損・腐食などの不具合についての相談が強度、加工性等に関係します。そのため、高濃多くあります。相談内容に応じて、炭素をはじ度から低濃度まで正確に定量することが必要でめとする成分分析以外にも、硬さや強度測定、す。このような分析は、鉄鋼やセラミックス材

組織観察等を行うことにより、総合的に不具合料 の 成 分 分 析 方 法 に 関 す る JIS （ 鉄 鋼 :JISの原因を推定します。

G1211、炭化けい素：JIS R1616等）に規定されており、一般には燃焼-赤外線吸収法による炭素・硫黄分析計が使用されます。この装置の原理は、試料を燃焼るつぼや燃焼ボートにはかり取り、材料中の炭素・硫黄の定量分析についてのご要望がございましたら、お気軽にご相談ください。

酸素気流中、高周波誘導加熱炉または管状電気抵抗加熱炉中で加熱・燃焼し、試料中の炭素(C)及び硫黄(S)が酸化されて生成した二酸化炭素(CO 2 )及び二酸化硫黄(SO 2 )を赤外線検出器によ
図 1 炭素・硫黄分析計の概念図

り定量するものです。図1に高周波誘導加熱炉を用いた炭素・硫黄分析計の概念図を示します。

(環境技術研究室 野々部 恵美子）

この装置の特徴は、操作が簡便で迅速に分析ができることです。

TEL（052）654-9919

X 線小角散乱による粒径測定
X 線を物質に照射して散乱した X 線のうち、散乱角が小さい領域を測定する構造解析手法を X 線小角散乱と呼びます。散乱角が小さいほど大きな構造を測定することになり、一般的には 1-100nm 程度の構造が測定可能です。オングストロームオーダーの結晶構造を解析する広角散乱に対し、小角

図 1 X 線小角散乱のイメージ図

散乱ではナノオーダーの周期的構造、粒子の大き0.010さ及び形状などがわかります（図 1）。実際に、触媒

Most frequent radius : 115.0 Å
Average radius : 127.5 Å

学会から頒布された酸化チタン参照触媒 JRC1mm のキャピラリーに充填し、透過法で測定しましDv (R)

TIO-4(2)の測定を 行いました。測定試料を 外径0.0050.000た。測定パターンを解析したところ、図 2 のような結果が得られ、測定試料の平均粒径が約 255Å（半径 127.5Å）であることがわかりました。
X線小角散乱は粉末試料だけでなく、液体やシートに分散させたナノ粒子も測定が可能です。興
味をお持ちの方はお気軽にご相談ください。

-0.0050100200300400500

Radius /Å

図 2 X 線小角散乱による粒径分布測定(環境技術研究室 川瀬 聡）
TEL（052）654-9925

月刊名工研・技術情報 電子版 平成 29 年 5 月号

照明器具の光学特性評価
当所では全光束や配光の測定を実施しており、電球の正面方向に 1m 離れた面(10m×10m)の照明器具などの製品開発の支援をしています。配照度分布を計算した結果を図３に示します。同様に光測定の活用例として、照度分布計算がありま

背面方向に 1m 離れた場合を図４に示します。正面す。劇場の誘導灯のような防災に関わる照明器具方向で(a)は (b)より照度がやや高くなります。一では、床の照度が一定値以上という仕様が要求さ方、背面方向で(a)は照度が全体的に非常に低いれる場合があります。しかし、同じ照明器具でも設のに対して、(b)は照度がかなり高くなります。この置する高さや向きによって、床の照度分布は変わように配光を測定することで、照明器具の向きや距ってきます。照明器具や照度計を動かしながら仕離を変えた場合の照度分布の計算が可能となりま様で求められる照度を確認する方法もありますが、す。

効率的ではありません。照明器具の配光を測定すれば、照度分布を計算から求めることが可能となり(a)(b)ます。
図１に示す LED 電球は明るさが同等(全光束810lm)の電球です。(a)は拡散板がついていない電球、(b)は拡散板がついている電球です。
(a)

(b)

図３ 照度分布(正面 1m)(a)拡散板無(b)拡散板有(b)(a)

図 1 LED 電球(a)拡散板無(b)拡散板有
上記 LED 電球の配光を測定した結果が図２のグラフとなります。(a)は正面方向に強く、(b)は正面方

図４ 照度分布(背面 1m)(a)拡散板無(b)拡散板有向以外にも拡散して発光することがわかります。
当所では配光測定をはじめとし、光学特性評価に関連する相談に対応しております。お気軽にお問い合わせください。

単位:Cd

図２ 配光特性(a)拡散板無(b)拡散板有(電子技術研究室 立松 昌）
TEL（052）654-9935

月刊名工研・技術情報 電子版 平成 29 年 5 月号

【お知らせ】■人事異動
名古屋市の定期人事異動において、次のとおり異動がありました。
（平成 29 年 4 月 1 日付）
（新 任）

（旧 任）

材料技術部長伊藤 清治

有機材料研究室長

主幹（技術支援）

黒部 文仁

市民経済局付主幹（(公財)名古屋産業振興公社派遣・研究推進部長）

プロジェクト推進室長

児島 澄人

製品技術研究室長

製品技術研究室長

夏目 勝之

製品技術研究室

有機材料研究室長

大岡 千洋

主幹（技術支援）

市民経済局付主幹（(公財)名古屋産業振 柘植 弘安

支援総括室＜市民経済局産業部次世代

興公社派遣・研究推進部長）

産業振興課産業技術支援係兼務＞

支援総括室＜市民経済局産業部次世代

吉田 和敬

支援総括室

支援総括室

毛利 猛

金属・表面技術研究室

支援総括室

山口 浩一

プロジェクト推進室

プロジェクト推進室

波多野 諒

製品技術研究室

製品技術研究室

田中 優奈

プロジェクト推進室

金属・表面技術研究室

浅野 成宏

環境技術研究室

環境技術研究室

中野 万敬

支援総括室

環境技術研究室

松村 大植

上下水道局技術本部施設部水質管理課

産業振興課産業技術支援係兼務＞

水質管理第二係＊新規採用・退職
製品技術研究室淺尾 洋貴（新規採用）

生産システム研究室

松原 和音（新規採用）

計測技術研究室

安井 望（新規採用）

金属・表面技術研究室

玉田 和寛（新規採用）

有機材料研究室

相羽 誉礼（新規採用）

（退職）

高橋 鉱次

材料技術部長

（退職）

清水 孝行

計測技術研究室（退職・再任用） プロジェクト推進室

小島 雅彦

プロジェクト推進室長（編集・発行）名古屋市工業研究所〒456-0058

電話：052-661-3161

FAX： 052-654-6788

URL： http://www.nmiri.city.nagoya.jp

名古屋市熱田区六番三丁目４番４１号
E-mail： kikaku@nmiri.city.nagoya.jp