FTIR方式ガス分析計 連続排ガス監視システム

In-SituContinuous Gas Analysis

ForGasMonitoring

CEM ⅡSystem
CEMS
CERTFICATE NO：SIRA MC 030014/00

FTIR 方式；フーリエ変換赤外線分析法
独自のアルゴリズムで12種以上のガス成分を連続測定！！

CAT. No. ZZ-128-1304J

CH4

COH22OFTIR方式ガス分析計

CO22
NO22NO
HCL
HF

N22O

SO22TOC
NH33

Continuous Gas Analysis

FTIRの原理を採用した多成分測定可能なガス分析計
低濃度（ppm）から高濃度（％）の混合ガスを最大50種同時測定が可能です。
環境先進国のヨーロッパ各国において高い評価と実績を得ているGASMET社の分析計です。

■特 長●サンプルガスの温度を高温（180℃）に維持したまま分析するので、高温・高湿ガスの測定、及び水溶性ガス(HCL等 )の測定も可能。
●同じく高温測定しているので耐腐食性に優れ、水分除去も不要でシンプルな測定方法●定量分析システムなので基本的に校正ガスは不要、

N 2ガスによるゼロガス測定操作のみ

■測定原理

■仕様

物質を構成している分子はそれぞれ特有の振動数● 概要仕様を持っており、その振動数に対応した赤外線のみ吸測

定方式 ：FTIR方式

測定可能ガス成分 ：最大50種類収されるため、吸収ピークの周波数分布よりその物

操

作

温度 ：20 ±20℃

質を識 別する事が可能です。干渉計により干渉光

応

答

時

間 ：＜120secとされた赤外線はセル内でサンプルガスによる吸ガ ス セ ル 温 度 ：50〜180℃
供給電〈オプション：115VAC×3（32A）〉
源 ：230VAC×3（16A）

収を受け、各分子特有の周波数強度を得ます。

サンプルガス流量 ：4L/min

これをフーリエ変換によりスペクトルを得、相互干● 測定仕様渉 補 正・吸 収 バ ンド 選 択 後 、ラ イブ ラリ ー及 び

ZEROポイント校正 ：24Hr（N2ガスによる）ZEROポイントドリフト：＜2％（N2ガスによる24Hr校正実施により）CLS アルゴリズムによりガスの特定と濃 度を割り出します。

感 度 ド リ フ ト：無し
直 線 性 偏 差 ：＜2％（測定レンジ）
温 度 ド リ フ ト：＜2％（測定レンジ）
圧力影

響 ：1％変動により測定値も1％変動● 測定値出力

ア ナ ロ グ 出 力 ：DC4〜20mA（絶縁出力） 8ch〈オプション：16ch〉
デ ジ タ ル 出 力 ：ModBus ASCII COMLI DDElink その他出力、打合せ要ガスアナライザ− CX-4000 FTIR 赤外変換システム

赤外発光

サンプルセル

干渉計
ブロードバンド
IR放射

信号処理
電子回路

検出器

変調

伝達

IR放射

IR放射

測定信号

半導体検出器
信号各理電子回路

HeNe レーザ−

GICCOR 干渉計

サンプルセル

サンプルミラー

HeNe レーザ−■ CEMSⅡシステム基本構成
1 函体

3 加熱導管

4 サンプリングプローブ SP2000-H型材

材

消 費 電 力：800W

質：鉄（クリーム色：焼付塗装）

使用圧力：Max400kPa

外形寸法：2150×600×600mm
重質：テフロン

量：500kg（FULL 装備時）

保護構造：IP54

使 用 温 度：180℃

温度：Max200℃

電源：230VAC〈オプション：115VAC〉

2 エアーコンディショナーユニット

120W/mフィルターエレメント：セラミック 2μm
ダスト濃度負荷：＜ 2g/m 3
プローブチューブ：材質 SUS316
プ ロ ー ブ 長：1m
吸引ガス温度：Max600℃

冷却容量：A35 ℃/A35 ℃ 1500W
A50℃/A35 ℃ 1000W

吸引ガス圧力：0．4〜 6bar

内部循環量：内部循環量：500m 3/h

4 サンプリングプローブ

2 エアーコンディショナー
ユニット
コンピューター
ディスプレイ3
加熱導管
35m：それ以上は 35mごとの連結にて延長 max≒100m

工業用
コンピューター

ゼロガス（N 2）

キーボード

計装エアー

サンプリング装置スパンガス（オプション）

1

電源入力

酸素濃度計
（オプション）

リレイ接点出力

FTIR 方式ガス分析計
CX-4000

分析結果出力
（DC4〜20mA）

Modbus/RS-485
前後の扉が開き、作業と点検を容易にする19 インチラック（オプション）

ドレン排出口Calcmet 定量計算ソフトウェア

CEMSⅡ Systemは、標準的にCalcmet 定量計算ソフトを備えています。
吸収スペクトルから、Calcmet 定量計算ソフトウェアにより測定を行 います。このソフトウェアは混合ガスの相互干渉補正・吸収バンド選 択・ガスライブラリー・CLS
アルゴリズムを駆使する事により50 成 分までの 濃 度を Wet と Dryの区分を含めて測定可能です。

CEMSⅡ Systemの標準的な燃焼排ガスアプリケーション
成分

蒸最小測定レンジ

標準測定レンジ

ppm → mg/Nm3

気H2O

0〜5 vol-％

0〜25 vol-％二酸化炭素CO2

0〜10 vol-％0〜20 vol-％一酸化炭素CO

0〜60 ppm

0〜500 ppm

1ppm ＝1.25 mg/Nm3

亜酸化窒素

N2O

0〜50 ppm

0〜100 ppm

1ppm ＝1.96 mg/Nm3

一酸化窒素

NO0〜150 ppm

0〜300 ppm

1ppm ＝1.34 mg/Nm3

二酸化窒素

NO20〜100 ppm

0〜300 ppm

1ppm ＝ 2.05 mg/Nm3

二酸化硫黄

SO20〜25 ppm

0〜100 ppm

1ppm ＝ 2.86 mg/Nm3

アンモニア

NH3

0〜20 ppm

0〜100 ppm

1ppm ＝ 0.76 mg/Nm3

塩 化 水 素HCL

0〜10 ppm

0〜100 ppm

1ppm ＝1.63 mg/Nm3

フッ化水素

HF

0〜20 ppm

0〜100 ppm

1ppm ＝ 0.89 mg/Nm3

メン

CH40〜50 ppm

0〜100 ppm

1ppm ＝ 0.72 mg/Nm3

全有機体炭素TOC

0〜15 mgC0〜40 mgC水タ

Continuous Gas Analysis

サンプリングシステムとガスアナライザーを一体化したIn-Situタイプです。
FTIR 方式のすぐれた分析・校正能力と容易なメンテナンス性を持ち合わせ、コンパクトに設計されていますがCEMSⅡシステムと遜色のない性能を有しています。
外 形 寸 法 ：1018×390×250mm
重量 ：30kg
操 作 温 度 ：−30 〜40℃
供 給 電 源 ：100 〜115V 又は 230VAC Max500W
プローブ材質 ：SUS316

プローブ寸法：φ134 L589
吸引ガス温度：Max250℃
供 給 エ ア ー：プローブ清掃＆冷却用 120L/min
ZERO 校正用
100L/min（インターバル：24 時間毎に15分間供給）

粉・粒・液体………レベル制御機器総合メーカー

Line of business●

回転式レベルスイッチ●

フロースイッチ●

振動式レベルスイッチ●

電極式レベルスイッチ

本社 〒530-0056 大 阪 市 北 区 兎 我 野 町 2 番 14 号●

振子式レベルスイッチ●

フロート式スイッチ

TEL. 06-6312-2071 ・ FAX. 06-6314-0848●

音波式レベルスイッチ●

フロート式レベルメータ●

静電容量式レベルスイッチ●

超音波式レベルメータ●

静電容量式近接センサ●

コンベア周辺機器●

静電容量式レベルメータ●

ダストモニター●

ダイヤフラム式レベルスイッチ●

ジルコニア酸素濃度計●

チルトスイッチ●

レーザー式レベルメータ●

リーク式レベルスイッチ●

電波式レベルメータ●

マイクロウェーブ式スイッチ●

液体濃度・濁度計●

サウンジング式レベルメータ●

超音波流量計※ご使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
※予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

e-mail: infoj@kansai-automation.co.jp

URL http://www.kansai-automation.co.jp
東 京 支 店 〒105-0013 東京都港区浜松町 1 丁目 29-6 TEL.03-5777-6931 FAX.03-5777-6933
名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市千種区内山 3丁目31-27 TEL.052-741-2432 FAX.052-741-1588
大 阪 営 業 所 〒530-0056 大阪市北区兎我野町 2 番 14 号 TEL.06-6312-2071 FAX.06-6314-0848
九 州 営 業 所 〒802-0001 北九州市小倉北区浅野1丁目2-39 TEL.093-511-4741 FAX.093-511-4580
代理店