ＣＭＸ-23００Ｔ

Twin Cross SWR Power Meter

お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとで生産されておりますが、万一運搬中の事故などによって破損などのトラブルがありましたら、お早目にお買い上げいただきました販売店にお申しつけくださいますようお願い申し上げます。
ＣＭＸ－２３００Ｔの性能を十分に発揮させていただくために、本説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方により末永くご愛用いただけるようお願い申し上げます。

特長■本製品は、１.８～２００ＭＨｚ帯と１４０～５２５ＭＨｚ帯の独立した２系統で構成されており、２系統を同時に測定できます。
■メーターは、クロス方式の採用により、進行波、反射波、およびＳＷＲ値が同時に測定できます。
■センサー部は通過型で設計されており、接続による電力損失が少なく、無線機からアンテナへの給電条件を乱す事なく測定を行うことができます。（常時接続した状態でＯＫです。）■メーター目盛板には、照明ランプを装備してあり、夜間時の照明点灯により見易くなります。（別途外部電源が必要です）■背面にモニター用のＢＮＣコネクターを設けてあります。変調波形の確認または周波数の測定などに利用が可能です。

ご使用上のご注意◆本製品は精密測定機器ですので、分解等でケースをはずしたり内部に触れたりしますと、測定誤差を生じる原因となります。特にＲＦセンサーは、高周波回路構成となっておりますので、一般的な測定器では調整できません。そのため有料保証となる場合がありますのでご注意ください。
◆メーター目盛板の照明ランプ用外部電源電圧は、１５Ｖ以上を絶対に加えないでください。故障の原因となります。
◆６W以下では電力値が正しく指示しませんのでご注意ください。

各部の名称と説明⑧①②⑨① 表示用メーター Ｍ１
ＦＷＤ（進行波）、ＲＥＦ（反射波）、ＳＷＲを表示するメーターです。
② 測定レンジ切り換えボタン Ｍ１
ＦＷＤ（進行波）電力指示の最大値を切り換えるボタンです。
③ 電源入力端子
メーター照明用の外部電源入力端子です。
④ モニター出力コネクター Ｍ１
送信電力を付加時に、約３０ｄＢ(約1/1000)減衰した高周波電力を取り出す出力コネクター(BNC)です。
⑤ ＴＲコネクター Ｍ１
無線機の出力を接続するコネクターで、Ｍ-J形です。
⑥ ＡＮＴコネクター Ｍ１
アンテナまたはダミーロードなどを接続するコネクターで、Ｍ-J形です。
⑦ アース端子アース線を接続するときにご使用ください。
この端子を接地することにより、ＴＶＩ，ＢＣＩの軽減に効果があります。

接続方法⑪⑩⑬⑫④⑥⑤③⑦⑧ 表示用メーター Ｍ２
ＦＷＤ（進行波）、ＲＥＦ（反射波）、ＳＷＲを表示するメーターです。
⑨ 測定レンジ切り換えボタン Ｍ２
ＦＷＤ（進行波）電力指示の最大値を切り換えるボタンです。
⑩ ＡＶＧ／ＰＥＰ切り換えスイッチ
電力測定時にＡＶＧにすると平均電力を表示し、PEPとするとピーク電力表示となります。AVGは主にCW,FMモード用として使い、PEPはSSBモード用として使用します。
ただし、Ｍ１とＭ２の同時切り換えになり、別々の表示は出来ません。

⑪ モニター出力コネクター Ｍ２
送信電力を付加時に、約３０ｄＢ(約1/1000)減衰した高周波電力を取り出す出力コネクター(BNC)です。
⑫ ＴＲコネクター Ｍ２無線機の出力を接続するコネクターで、Ｍ-J形です。
⑬ ＡＮＴコネクター Ｍ２
アンテナまたはダミーロードなどを接続するM-J形コネクターです。

●１．８～２００ＭＨｚ帯でご使用の場合は、無線機の出力ケーブルをＭ１側「ＴＲ」のコネクターに接続し、アンテナ給電ケーブルま
たは、ダミーロードをＭ１側「ＡＮＴ」のコネクターに接続してください。

◆１４０～５２５ＭＨｚ帯でご使用の場合は、無線機の出力ケーブルをＭ２側「ＴＲ」のコネクターに接続し、アンテナ給電ケーブルま
たは、ダミーロードをＭ２側「ＡＮＴ」のコネクターに接続してください。
また、アンテナチューナーを併用される場合は、無線機とアンテナチューナーとの間に本製品を接続してください。（アンテナチ
ューナーとアンテナ給電ケーブルの間に本製品を接続されますと、アンテナチューナーおよび本品が正常な動作ができなくなり、故障の原因となります。）●照明を点灯する場合は、照明用の電源入力端子にＤＣ１３．８Ｖの外部電源（DC１１～１５Ｖ）を接続してください。
（注意：DC１５Ｖ以上は絶対に加えないでください。）
定格
M1 バンドM2 バンド周波数範囲

1.8 ～ 200MHz

140 ～ 525MHz

電力測定範囲

0 ～ 3kW (HF ),0 ～ 1kW (VHF )0 ～ 200W

電力測定レンジ

30/300/3kW

20/50/200W

電力測定確度±10% (フルスケール時：アマチュアバンド帯域内において)SWR 測定範囲

1.0 ～∞

インピーダンス50 Ω

残留 SWR

1.2 以下

挿入損失

0.2dB 以下

SWR 測定最小電力

約 6W

コネクター

M-J 形 ×4 (モニター端子 BNC-J×2 )照明用電源

DC11 ～ 15V 約 450mA

寸法( )内は突起ものを含む(W )250× (H )93 (98 )× (D )110 (135 ) [mm ]質 量

約 1.54kg

使用方法●使用する無線機の出力に応じた、測定レンジ切り換えボタンを押します。
●無線機を送信状態にしますと、ＦＷＤメーターは進行波、ＲＥＦメーターは反射波の電力をそれぞれ示します。
また、ＦWD指針とREF指針との交点は、そのときのＳＷＲ値を示します。
注意！ SWRが高い状態で大きなパワーを出力するのは大変危険です。約6～8W程度のパワーでSWRの確認、アンテナ調整後に大きなパワーを出すようにしてください。

左のメーターは①のものです。⑧のメーターとは目盛り間隔・表示が異なりますが、同じ要領で読み取って下さい。
読み取り例
30W レンジの場合
1. FWD →300W レンジの場合

１０W

A

1. FWD → １００W

A

2. REF → ０．５W

B

2. REF →５W

B

3. SWR →C (2針の交点)

3. SWR →１．８

C (2針の交点)

１．８

注意事項
▼異常に高いＳＷＲ値の場合、本品に高電圧が加わり、故障の原因になりますのでご注意ください。
▼ＲＦセンサーは、高感度な精密機器となっておりますので、過大な衝撃を与えないようにしてください。
▼本製品を設置・使用する場合は、メーター面が垂直になるようにしてください。
▼測定可能電力は、各バンドの最大レンジの電力までとなっております。（短時間の測定の場合）
ただし、電波形式が、ＦＭ，ＡＭ，ＣＷ，ＦＡＸ，ＲＴＴＹに係る場合は、バンドにより、連続送信できる最大電力が、以下の電力値を超えないようご注意ください。これ以上の電力を連続的に入力しますと、回路を焼損することがあります。
連続最大入力電力

Ｍ１バンド 約２ｋＷ（１．８～３０ＭＨｚ）， 約８００Ｗ（５０ＭＨｚ以上）
Ｍ２バンド 約１５０Ｗ（１４０～２２０ＭＨｚ），約１２０Ｗ（４００ＭＨｚ以上）

性能向上の為、予告なく外観、仕様を変更することが有りますのでご了承下さい。
コメット株式会社〒３３６－００２６ 埼玉県さいたま市南区辻４－１８－２
ＴＥＬ: ０４８－８３９－３１３１（代） ＦＡＸ: ０４８－８３９－３１３６
ＵＲＬ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｃｏｍｅｔ-ａｎｔ.ｃｏ.ｊｐ
4th Edition. July 2014 , Printed in JAPANCopyright (C) 2011 COMET CO.,LTD. All Rights Reserved.