MD-500

MD-500の主な仕様
設置動作環境屋内（振動なきこと）
室温：0〜40℃ 湿度：20〜75%RH以下（結露なきこと）

加工条件

乾式加工

本体サイズ

500（W） 740（D） 680（H）（mm） アジャスタ除く

本体重量110(kg)制御軸数

5軸（X・Y・Z・A・B）

回転軸移動量

A 360

被削材質

ハイブリッドレジン、ジルコニア、PMMA、ワックス、PEEK

対応ブロック

歯科切削加工用ブロック ユニバーサルタイプ

最大装着ブロック数

12個

最大ブロック寸法

15 15 18（mm） (12個使用の場合)装着可能最大ブロック寸法

L：85mm以下

対応ディスク

歯科切削加工用ディスク

ディスク寸法

φ98.5 T10〜30(mm)主軸

ATCB 30

回転数

5,000〜60,000(rpm)

出力0.35(kW)

冷却方式

空冷

クランプ方式

ツールホルダ方式

ミリングバーの長さ

45〜60(mm)

シャンク径

φ4（mm)

ミリングバー収納本数10(本)送り速度

ユーティリティ／

切削送り速度
早送り速度

最大：5(m/min) X･Y･Z軸
最大：15(m/min) X･Y･Z軸

電源AC100V

15A

エア

エア圧0.6〜0.7(MPa) ／ 流量60(L/min)
接続口φ6(mm)エアチューブ
フィルタ及びエアドライヤーによりゴミ、水分を除去してください。

付属品／※動作には集塵装置、コンプレッサー、CAMソフト、ミリングバーが必要です。
※オープンCAMソフトに対応しています。
CAMソフトの対応可否はご確認ください。
※導入に際しては保守契約が必要です。

ブロック固定プレート

ディスク固定プレート

一般医療機器歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
販売名 歯科用ミリングマシン MD-500

医療機器届出番号：13B2X10330000003

本製品をご利用の際には、取扱説明書をよく読んだ上でご利用ください。

製造販売元

お問い合わせ先はこちら

キヤノン電子株式会社
環境機器事業部〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-10
TEL: 03-6910-4128
URL: https://www.canon-elec.co.jp
E-mail: healthcare@canon-elec.co.jp●カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。 ●このカタログは2020年8月のものです。

歯科用ミリングマシンMD-500は実績のある金属加工を目的とした工業用小型三次元加工機で培った技術と経験を歯科用に工業製品で培ったテクノロジーを応用高い技術力に裏打ちされた高速・高精度５軸制御ミリングマシン

応用して開発された歯科用ミリングマシンです。5軸サーボモーター制御システムにより、高速・高精度で高品位な補綴物の削り出しが可能です。

高速切削加工9最短

CAD/CAMレジンブロック
最大12個装着可能

分ブロックを最大12個装着できる専用ジグにハイブリッドレジン切削時間

より、加工効率を最大化します。

高剛性
X , Y, Z 軸 を1フレームベースに集中配置することで高い剛性を実現。
ドリルの先端の振れが少ないホルダATC搭載 (Auto Tool Changer)

固定の主軸とリニアガイドとボールネジの構成により、精密位置決めを可能とし、安定加工を実現しています。

ブレを抑える
1フレームベース

10本のドリルを自動で交換するATC機能を搭載することにより、加工内容に合わせてスムーズにドリルの交換を行えます。

キャリブレーション不要
X,Y,Z軸には高精度リニアガイド、ボールねじ、A,B軸には精密制御用高精度減速器を採用したことにより、位置ズレを低減させました。
これらの機構により、キャリブレーション作業が不要になりました。

高精度加工
高精度な加工性能により、薄いマージンラインの機械加工を実現しました。手仕上げによる作業時間を大幅に削減して歯科技工の効率化に役立ちます。

スタイリッシュデザイン
大型LEDインジケーターと大きな透明窓により状態確認が容易で、ホワイトとシルバーの清潔感あるカラーリングとシンプルなフォルムで、歯科技工所の美しい空間作りに貢献します。
（2019年度グッドデザイン賞BEST100 受賞商品）

高い保持力を可能にするホルダチャック方式

独自の操作アプリケーション (md-gear)

ドリルをチャックナットで締付けて固定するため、ドリル

加 工 順 序の入れ替えやワークの途中取り出しなど、把持力が高い機構となっています。回転によるブレが軽減

技工所で発生するさまざまな要望にお応えする、見やすくされるため高精度な加工が可能です。

使いやすい画面表示を操作用パソコンに表示します。

MD-500

MD-500の主な仕様
設置動作環境屋内（振動なきこと）
室温：0〜40℃ 湿度：20〜75%RH以下（結露なきこと）

加工条件

乾式加工

本体サイズ

500（W） 740（D） 680（H）（mm） アジャスタ除く

本体重量

110(kg)

制御軸数

5軸（X・Y・Z・A・B）

回転軸移動量

A 360

被削材質

ハイブリッドレジン、ジルコニア、PMMA、ワックス、PEEK

対応ブロック

歯科切削加工用ブロック ユニバーサルタイプ

最大装着ブロック数

12個

最大ブロック寸法

15 15 18（mm） (12個使用の場合)装着可能最大ブロック寸法

L：85mm以下

対応ディスク

歯科切削加工用ディスク

ディスク寸法

φ98.5 T10〜30(mm)

主軸ATC

B 30

回転数

5,000〜60,000(rpm)

出力0.35(kW)

冷却方式

空冷

クランプ方式

ツールホルダ方式

ミリングバーの長さ45〜60(mm)シャンク径

φ4（mm)

ミリングバー収納本数

10(本)

送り速度

ユーティリティ／

切削送り速度
早送り速度

最大：5(m/min) X･Y･Z軸
最大：15(m/min) X･Y･Z軸

電源

AC100V15A

エア

エア圧0.6〜0.7(MPa) ／ 流量60(L/min)
接続口φ6(mm)エアチューブ
フィルタ及びエアドライヤーによりゴミ、水分を除去してください。

付属品／※動作には集塵装置、コンプレッサー、CAMソフト、ミリングバーが必要です。
※オープンCAMソフトに対応しています。
CAMソフトの対応可否はご確認ください。
※導入に際しては保守契約が必要です。

ブロック固定プレート

ディスク固定プレート

一般医療機器歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
販売名 歯科用ミリングマシン MD-500

医療機器届出番号：13B2X10330000003

本製品をご利用の際には、取扱説明書をよく読んだ上でご利用ください。

製造販売元

お問い合わせ先はこちら

キヤノン電子株式会社
環境機器事業部〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-10
TEL: 03-6910-4128
URL: https://www.canon-elec.co.jp
E-mail: healthcare@canon-elec.co.jp●カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。 ●このカタログは2020年8月のものです。