試験・検査機器一覧(公財)さかきテクノセンター
令和元年

5月

試験・検査機器使用料金表（消費税抜き）
区分

モデル

機 器 名

個人(借用)

依頼

貸出

1時間30分

１日

メーカー

1

三次元測定機XYZAX FUSION NEX9/6/6

2,600

1,900

㈱東京精密

2

真円度測定機RONCOM NEX200 DX-11900

1,100㈱東京精密

3

表面粗さ測定機

サーフコム1400D-13

900

1,100

㈱東京精密

4

微小硬さ試験機

HM-2211,000

1,100- ㈱ミツトヨ

5ﾛｯｸｳｪﾙ硬さ試験機

ATK-F3000

1,000

1,100- ㈱ｱｶｼ=㈱ﾐﾂﾄﾖ

6

精密万能試験機

ｵｰﾄｸﾞﾗﾌAG-100KNG

1,100

1,000- ㈱島津製作所

7

輪郭形状測定機

ｺﾝﾄﾚｰｻCV-524

1,100

1,200- ㈱ミツトヨ

8

恒温恒湿器

PR-1KP600

1,2001,000 エスペック㈱9小型環境試験機

IW241A400

1,000800 ヤマト化学㈱1件 4,000 1件 8,000- ㈱島津製作所

10 分散型蛍光X線分析装置 EDX-720
11 多点温度計

ﾒﾓﾘｰﾊｲﾛｶﾞｰ84221-50- 要問合

500 日置電機㈱12 クランプ電力計

ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝﾊﾟﾜｰﾊｲﾃｽﾀ3169- 要問合

500 日置電機㈱13 デジタルマイクロスコープ VHX-6000

1,100

1,200- ㈱キーエンス《校正検査機器案内》①ﾌﾞﾛｯｸｹﾞｰｼﾞ(2.5～25)

14

測定工具の検査機器②③ｵﾌﾟﾁｶﾙﾊﾟﾗﾚﾙ(25,50用)④⑤ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝﾃｽﾀ
(0.01、0.001)

1,000 要問合- ㈱ミツトヨ⑥ｷｬﾘﾊﾟﾁｪｯｶ(20～300)(全て校正証明書付)■町外の方 ■町外の方

基本料金
8,000
追加1時間毎

要問合せ

153Dプリンタ

FORTUS 360mc-S

2,800
24時間超
5時間毎2,800■町内の方 ■町内の方-Stratasys

基本料金5,000
追加1時間毎

要問合せ

1,700
24時間超
5時間毎
1,700
2019/5/14

①

三次元座標測定機型

式：FUSION

NEX 9/6/6

メーカー：株式会社東京精密
導入年月：２０１４年６月
校正年月：２０１８年６月<装置仕様>
搭載可能寸法(X,Y,Z)：８５０、６００、６００
プローブヘッド ①、②選択可能①VAST XT・・・標準 (ﾎﾟｲﾝﾄ測定、ｽｷｬﾆﾝｸﾞ測定)
測定力(N)：０．０５～１．０
最小スタイラス(㎜)：０．５②TP200 PH10T・・・オプション[常時設置] (ﾎﾟｲﾝﾄ測定)
測定力(N)：０．０２
最小スタイラス(㎜)：０．５
搭載ソフトCalypso(ｶﾘﾌﾟｿ)
データ処理（OS）：Windows７

個人測定 ２，６００円/1時間(税別)
依頼測定 １，９００円/30分(税別)②

真円度測定機型

式：RONDCOM

NEX200 DX-11メーカー：株式会社東京精密
導入年月：２０１６年５月
校正年月：２０１９年１月<装置仕様>
回転精度：(0.02＋3.2H/10000)μm
最大測定径 ：外径３００㎜、内径３６０㎜
最大測定高さ ：５００㎜
テーブル外径 ：２３５㎜
積載質量：３０Kg
測定力：３０～１００mN(無段階可変)データ処理（OS）：Windows７

個人測定
９００円/1時間(税別)
依頼測定 １，１００円/30分(税別)③

表面粗さ測定機型

式：サーフコム

１４００D-13

メーカー：株式会社東京精密
導入年月：２００９年２月
校正年月：２０１９年１月<装置仕様>
測定範囲/分解能
Z軸 ８００μm/０．０１μm
２５μn/０．０００4μm
X軸 １００mm/０．１μm
測定高さ ４５０mm
許容積載重量 ５０kgf
データ処理（OS）：Windows７

個人測定
９００円/1時間(税別)
依頼測定 １，１００円/30分(税別)④微小硬さ試験機（マイクロビッカース硬さ試験機）

型

式：HM-221

メーカー：株式会社ミツトヨ
導入年月：２００９年２月
校正年月：２０１８年１１月<装置仕様>
試験荷重 ：０．４９０３mN(０．０５gf)～１９．６１N(２０００gf)
荷重制御 ：自動方式(負荷・保持・除荷)
対物レンズ ：１０×、５０×、１００×
最小表示 ：０．０１μm
データ処理（OS）：Windows７

個人測定 １，０００円/1時間(税別)
依頼測定 １，１００円/30分(税別)⑤

ロックウェル硬さ試験機
型

式：ATK-F３０００

メーカー：株式会社ミツトヨ（㈱アカシ）
導入年月：１９９５年１１月
校正年月：２０１８年１１月<装置仕様>
試験荷重 ：２９．４２N(３kgf)～９８．０７N(１０kgf)
全試験力 ：147.1(15)、294.2(30)、441.3(45)N(Kgf)588.4(60)、980.7(100)、1471(150)N(Kgf)
荷重制御 ：自動方式（負荷・保持・除荷）
圧子判別 ：自動方式

個人測定 １，０００円/1時間(税別)
依頼測定 １，１００円/30分(税別)⑥

精密万能試験機型

式：オートグラフ

AG-100KNG

メーカー：株式会社島津製作所
導入年月：１９９７年 １月
校正年月：２０１８年１２月<装置仕様>
最大試験荷重 ：１００KN(１０tf)
負荷方式：ACサーボモータ×精密ボールねじ
負荷測定精度 ：指示荷重の±１％以内（JIS１級）
試験項目
：引張試験
圧縮試験
曲げ試験
伸び計
：５０㎜ 保有
データ処理（OS）：Windows７

圧縮冶具付

個人測定 １，１００円/1時間(税別)
依頼測定 １，０００～１，４００円/30分(税別)⑦

輪郭形状測定機型

式：コントレーサ

CV-524

メーカー：株式会社ミツトヨ
導入年月：１９９８年３月
校正年月：２０１９年２月<装置仕様>測定範囲 ：X軸１００mm Z軸５０mm検出方式 ：X軸,Z軸ともデジタルスケール
駆動真直度制度：１μm/１００mm
駆動最大高さ ：２５０mm
ソフトウェア：FORMPAK-１００
データ処理（OS）：Windows７

個人測定 １，１００円/1時間(税別)
依頼測定 １，２００円/30分(税別)
⑧

恒温恒湿器
型

式：PR-1KP型

メーカー：エスペック株式会社
導入年月：１９９８年３月
点検年月：<装置仕様>
温湿度範囲 ：温度 －２０～１００℃
湿度
２０～ ９８％RH
最大電流：AC２００V ３Φ １８．５A
調温調湿方式：平衡調温調湿方式
温湿度プログラム運転可能
冷媒：代替フロン
内寸法：幅５００×奥行４００×高さ６００mm
１２０リットル個人測定
６００円/1時間(税別)
依頼測定 １，０００円/30分(税別)貸し出し １，０００円/1日(税別)⑨

小型循環試験器（小型恒温恒湿器）

型

式：IW241A

メーカー：ヤマト化学株式会社
導入年月：１９９９年１月
点検年月：<装置仕様>
温湿度範囲 ：温度 －４０～１３０℃
湿度
３０～ ９５％RH
最大電流：AC２００V １Φ １５A
調温調湿方式：平衡調温調湿方式
温湿度プログラム運転可能
冷媒：代替フロン
内寸法：幅３００×奥行２４０×高さ３００mm
２１リットル

個人測定
４００円/1時間(税別)
依頼測定 １，０００円/30分(税別)貸し出し
８００円/1日(税別)⑩

分散型蛍光X線分析装置
型

式：EDX-７２０

メーカー：株式会社島津製作所
導入年月：２００９年１月
点検年月：<装置仕様>
測定範囲 ：Na（11）～U(９２)
測定対象 ：個体、液体、粉体
照射面積（径）：１０mmΦ標準（１，３，５，１０mm選択）
試料形状 ：最大３００mmΦ×１５０mmH
測定雰囲気 ：大気、真空（選択）
データ処理（OS）：Windows７個人測定 ４，０００円/1件(税別)
依頼測定 ８，０００円/1件(税別)⑪

多点温度計型

式：ﾒﾓﾘﾊｲﾛｶﾞｰ

８４２２１－５０

メーカー：日置電機株式会社
導入年月：２００９年２月
点検年月：<装置仕様>
測定対象： 温度（熱電対）、電圧、湿度、パルス積算、回転数変動測定機能 ：チャンネル数３０点
１カ月以上の連続測定可能
測定温度範囲：－１００℃～１３００℃
測定湿度範囲：０．０～１００％
個人測定 ー
依頼測定 要問合せ
貸出
５００円/１日(税別)⑫

クランプ電力計型

式：ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝﾊﾟﾜｰﾊｲﾃｽﾀ３１６９

メーカー：日置電機株式会社
導入年月：２００９年２月
点検年月：<装置仕様>
測定ライン：単相２線(４回路)、単相３線(２回路)、三相３線(２or１回路)、三相4線 (1回路),※50/60Hz, 同一電圧系統による測定項目：電圧, 電流, 有効・無効・皮相電力, 有効・無効電力量,
力率, 周波数, 高調波 (40次まで)
電圧レンジ：AC 150.00〜600.00 V, 3レンジ
電流レンジ：AC 500.00 mA〜5.0000 kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)
電力レンジ：75.000 W〜900.00 kW(電圧/電流ﾚﾝｼﾞと測定ﾗｲﾝの組合せにより決定)

電源 ：AC 100V〜240V, 50/60Hz, 30VA max.
個人測定 ー
依頼測定 要問合せ
貸出
５００円/１日(税別)⑬

デジタルマイクロスコープ
型

式：VHX-6000

メーカー：株式会社キーエンス
導入年月：２０１８年４月
校正年月：<装置仕様>
レンズ倍率：×２０～×２００

撮影素子：１/１．８型１９５万画素CMOSｲﾒｰｼﾞｾﾝｻ

有効画素数：１、６００（H) ×１、２００（V)×２００～×２，０００

ステージ ：XY移動量 ±５０㎜
テーブル２３５×１８５
中央円盤 Φ１６８
Zステージ移動量 ４９㎜
データ処理（OS）：Windows７
個人測定 １，１００円/1時間(税別)
依頼測定 １，２００円/30分(税別)⑭

測定工具の検査機器

メーカー：株式会社ミツトヨ
導入年月：２０１８年９月
校正年月：２０１８年８月① オプチカルパラレル OP-25 (0～25㎜)② オプチカルパラレル OP-50 (25～50㎜)
マイクロメータのアンビル、スピンドルの端面の平面度、平行度の不確かさを確認します。
③ ゲージブロック MB3-10MSC (2.5㎜～25㎜ 10個組)
外側マイクロメータの器差や測定面の平面度、平行度測定に用います④ セラキャリパチェッカ CC-300C (20㎜～300㎜)
内側ジョウ、外側ジョウを使用するときのノギス、ハイトゲージの校正用⑤ キャリブレーションテスタ UDT-2 (0.01㎜)⑥ キャリブレーションテスタ UDT-１０３ (0.001㎜)
ダイヤルゲージ、シリンダゲージ等の校正用
個人測定 １，０００円/1件(税別)
依頼測定

⑮

３Dプリンタ型

式：FORTUS３６０mc

メーカー：Stratasys
導入年月：2014年2月
点検年月：<装置仕様>
ワークｻｲｽﾞ ：基本システム(L) 355(W)×254(D)×254(H)
使用材料：ABS、PC(ﾗｲｾﾝｽ取得)

造形データ作成：Insight(標準添付)
材料供給方式：自動供給カートリッジ(キャニスター)方式
造形ヘッド ：ツインチップ方式
積層ピッチ ：０．１２７ ０．１７８ ０．２５４ ０．３３０
個人測定 1,700円/1H(税別)=町内 2,800円/1H(税別)=町外
依頼測定 基本料金5,000円(税別)=町内 8,000円(税別)=町外
1,７00円/1H(税別)=町内 2,800円/1H(税別)=町外

分散型蛍光X線分析装置
型

式：EDX-７２０

メーカー：株式会社島津製作所
導入年月：２００９年１月
点検年月：<装置仕様>
測定範囲 ：Na（11）～U(９２)
測定対象 ：個体、液体、粉体
照射面積（径）：１０mmΦ標準（１，３，５，１０mm選択）
試料形状 ：最大３００mmΦ×１５０mmH
測定雰囲気 ：大気、真空（選択）個人測定 ４，０００円/1件(税別)
依頼測定 ８，０００円/1件(税別)