Sona sCMOS

さらに速く、さらに高感度にKey Specifications

Key Applications

P 感度：量子効率 最大 95%
P 高速：最大 135 fps
P 生産性：最大 32 mm の視野角
P 高精度：直線性 99.7% 以上
P 保護：UltraVacTM センサーチャンバー
P 保証：真空 5 年保証

P 発生生物学P 神経イメージング
P 超解像
P トランスクリプトミクス
P 細胞内輸送P 細胞膜研究

andor.oxinst.com

Introduction | Sona-6 | Sona-11 | Super-Resolution | Specifications | Ordering

Sona の紹介

最も高感度な背面照射型 sCMOS カメラ
Sona は、アンドールの高性能真空冷却 sCMOS カメラプラットフォームで、特に蛍光顕微鏡のために設計されています。量子効率 95% を誇る最新の背面照射型 sCMOSセンサーから最高のパフォーマンスを引き出すために、ゼロから設計されています。

2 市場をリードする定量精度
優れたデータ再現性でデータに3 真のイメージング・フレキシビリティ
6.5 µm と11 µm の画素から選択可能。高速信号や微弱信号を簡単にキャプチャできます。プリセットされたROIと柔軟なビニングオプション

信頼性を持たせます：

拡張されたQE対応
1 背面照射型sCMOSで、P 直線性 99.7% 以上
P PRNU 0.5% 以下

4 最大の撮影面積
最大 32 mm の視野を最高のフォトン収集。
すべての光子を捕らえる

8

実現！ 独自の Antiglow
技術により、制限なく全視野を利用可能！

半永久的な真空シール技術
真空技術を用いた唯一の背面照射型sCMOS。
ディープ冷却と5年シール保証の長寿命•1

5

妥協のない高速性
7 ダイナミックな現象をより速く捉える。

新しい Sona­6のハイスピードモードは、
最大135 fpsの高速化を実現

2カメラベースの超解像に対応RRFStream+で顕微鏡からリアルタイムで細胞に優しい超解像を引き出す

拡張ダイナミックレンジ (EDR)
6 ワンスナップ撮影で、16bitのフル画像を取得。低輝度と高輝度の情報を1枚の画像に記録3

Introduction | Sona-6 | Sona-11 | Super-Resolution | Specifications | Ordering

Sona の紹介

最も高感度な背面照射型 sCMOS カメラ
Sona は、アンドールの高性能真空冷却 sCMOS カメラプラットフォームで、特に蛍光顕微鏡のために設計されています。量子効率 95% を誇る最新の背面照射型 sCMOSセンサーから最高のパフォーマンスを引き出すために、ゼロから設計されています。

2 市場をリードする定量精度
優れたデータ再現性でデータに3 真のイメージング・フレキシビリティ
6.5 µm と11 µm の画素から選択可能。高速信号や微弱信号を簡単にキャプチャできます。プリセットされたROIと柔軟なビニングオプション

信頼性を持たせます：

拡張されたQE対応
1 背面照射型sCMOSで、P 直線性 99.7% 以上
P PRNU 0.5% 以下

4 最大の撮影面積
最大 32 mm の視野を最高のフォトン収集。
すべての光子を捕らえる

8

実現！ 独自の Antiglow
技術により、制限なく全視野を利用可能！

半永久的な真空シール技術
真空技術を用いた唯一の背面照射型sCMOS。
ディープ冷却と5年シール保証の長寿命•1

5

妥協のない高速性
7 ダイナミックな現象をより速く捉える。

新しい Sona­6のハイスピードモードは、
最大135 fpsの高速化を実現

2カメラベースの超解像に対応RRFStream+で顕微鏡からリアルタイムで細胞に優しい超解像を引き出す

拡張ダイナミックレンジ (EDR)
6 ワンスナップ撮影で、16bitのフル画像を取得。低輝度と高輝度の情報を1枚の画像に記録3

Introduction | Sona-6 | Sona-11 | Super-Resolution | Specifications | Ordering

Sona-6：究極の高感度＆スピード
Sona­6 は、QE95％、画素サイズ 6.5 µm の背面照射型センサーを搭載しています。このセンサーフォーマットは、感度、スピード、解像度の完璧なバランスを提供します。非常に柔軟性が高く、40倍および60倍の倍率と現在の顕微鏡のポートサイズに理想的に対応しています。
SRRF­Stream+ 超解像にも対応。

18
.8

m
m

Summary

Sona-6モデル

4.2B-6センサーサイズ18.8 mm

ピクセルサイズ6.5 μm量子効率 (QE)

最大 95%

読出しノイズ

1.0 e- (ローノイズ, 12ビット)
1.6 e- (ハイダイナミック
レンジ, 16ビット)
1.9 e- (ハイスピード, 11ビット)​

0.1 e-/p/s

最大速度

135 fps

細胞内輸送

神経イメージング

エンドソームの循環、ゴルジ体小胞の経路、軸索輸送、ホルモン放出、シナプス小胞プールの補充などの研究において、高速かつ高感度のイメージングが重要です。高感度、高解像度、高速のSona­6は、細胞の重要な輸送・通信ネットワー
クで起こる複雑なイベントや依存性を追跡するのに理想的です。
詳しくは、ラーニングセンター をご覧ください

神経細胞やその他の神経系の特殊な細胞のイ
メージングには、多くの検出器にとって困難が伴うことがあります。実験では、高いダイナ
ミックレンジや非常に感度の高い検出器が必要になることがあります。Sonaのカメラは、神経イメージング実験に必要な感度とダイナミック
イメージング能力を備えています。
詳しくは、ラーニングセンター をご覧ください

発生生物学

プラズマ膜のダイナミクス

生物の寿命を追跡し、発生する細胞、組織、臓器の挙動を把握するために、画像処理は重要な役割を担っています。Sona­6カメラは、ゼブラフィッ
シュや線虫など、よく知られたモデル生物の全胚および全身のイメージングを、非常に詳細に撮影することが可能です。
詳しくは、ラーニングセンター をご覧ください

細胞膜は、親油性色素や感電性色素で直接膜をラベリングすることで、様々な方法でイメージ
ングすることができます。TIRF顕微鏡特有の低照度条件に最適な、高速フレームレート、高感度
背面照射型Sonaカメラで、細胞膜の急速なリモデリングを画像化することが可能です。
詳しくは、ラーニングセンター をご覧ください

NEW & IMPROVED Sona-6 で生命の躍動を捉える
P 高速化：CoaXPress により 135 fps (フルフレーム) まで高速化した新しい高速モードにより、最速の細胞プロセスを撮影できます

P 感度の向上：ノイズフロアを 25％ 低減しました。感度を向上させ、微弱な信号の検出を可能にしました
P 画質の向上：低輝度下での PRNU を 25% 低減させました
P Python対応 ­ アップデートされたカメラ SDK は、Python ラッパーを統合し、スピーディーな統合を実現しました

B­TIRFによる微小管の超解像画像。
画像提供：F. Rivera­Molina, Yale University

4

線虫の初期発生、GFPとmCherryで標識された胚、Sona­6で60倍で撮影。
画像 ：Andor Technology

マウス脳内の神経細胞、アストロサイト、
グリア細胞の組織化、Sonaで40倍で撮影。
画像 ：Andor Technology

5Introduction | Sona-6 | Sona-11 | Super-Resolution | Specifications | Ordering

Sona-6：究極の高感度＆スピード
Sona­6 は、QE95％、画素サイズ 6.5 µm の背面照射型センサーを搭載しています。このセンサーフォーマットは、感度、スピード、解像度の完璧なバランスを提供します。非常に柔軟性が高く、40倍および60倍の倍率と現在の顕微鏡のポートサイズに理想的に対応しています。
SRRF­Stream+ 超解像にも対応。

18
.8

m
m

Summary

Sona-6モデル

4.2B-6センサーサイズ18.8 mm

ピクセルサイズ6.5 μm量子効率 (QE)

最大 95%

読出しノイズ

1.0 e- (ローノイズ, 12ビット)
1.6 e- (ハイダイナミック
レンジ, 16ビット)
1.9 e- (ハイスピード, 11ビット)​

0.1 e-/p/s

最大速度

135 fps

細胞内輸送

神経イメージング

エンドソームの循環、ゴルジ体小胞の経路、軸索輸送、ホルモン放出、シナプス小胞プールの補充などの研究において、高速かつ高感度のイメージングが重要です。高感度、高解像度、高速のSona­6は、細胞の重要な輸送・通信ネットワー
クで起こる複雑なイベントや依存性を追跡するのに理想的です。
詳しくは、ラーニングセンター をご覧ください

神経細胞やその他の神経系の特殊な細胞のイ
メージングには、多くの検出器にとって困難が伴うことがあります。実験では、高いダイナ
ミックレンジや非常に感度の高い検出器が必要になることがあります。Sonaのカメラは、神経イメージング実験に必要な感度とダイナミック
イメージング能力を備えています。
詳しくは、ラーニングセンター をご覧ください

発生生物学

プラズマ膜のダイナミクス

生物の寿命を追跡し、発生する細胞、組織、臓器の挙動を把握するために、画像処理は重要な役割を担っています。Sona­6カメラは、ゼブラフィッ
シュや線虫など、よく知られたモデル生物の全胚および全身のイメージングを、非常に詳細に撮影することが可能です。
詳しくは、ラーニングセンター をご覧ください

細胞膜は、親油性色素や感電性色素で直接膜をラベリングすることで、様々な方法でイメージ
ングすることができます。TIRF顕微鏡特有の低照度条件に最適な、高速フレームレート、高感度
背面照射型Sonaカメラで、細胞膜の急速なリモデリングを画像化することが可能です。
詳しくは、ラーニングセンター をご覧ください

NEW & IMPROVED Sona-6 で生命の躍動を捉える
P 高速化：CoaXPress により 135 fps (フルフレーム) まで高速化した新しい高速モードにより、最速の細胞プロセスを撮影できます

P 感度の向上：ノイズフロアを 25％ 低減しました。感度を向上させ、微弱な信号の検出を可能にしました
P 画質の向上：低輝度下での PRNU を 25% 低減させました
P Python対応 ­ アップデートされたカメラ SDK は、Python ラッパーを統合し、スピーディーな統合を実現しました

B­TIRFによる微小管の超解像画像。
画像提供：F. Rivera­Molina, Yale University

4

線虫の初期発生、GFPとmCherryで標識された胚、Sona­6で60倍で撮影。
画像 ：Andor Technology

マウス脳内の神経細胞、アストロサイト、
グリア細胞の組織化、Sonaで40倍で撮影。
画像 ：Andor Technology

5Introduction | Sona-6 | Sona-11 | Super-Resolution | Specifications | Ordering

一分子イメージング

Sona-11：最も広い視野を実現

Sona­11は、市場で最も大きな対角 32 mm のセンサーを搭載しています。アンドール独自の技術
により、2048 x 2048のアレイ全体にアクセスでき、競合する背面照射型カメラよりも 62% 広い
視野を提供します。95%のQEと11 µmの大きなピクセルサイズにより、光量不足のアプリケー
ションに最適な光量収集が可能です。共焦点顕微鏡、TIRF、1分子局在顕微鏡 (SMLM) などの技術を使用して、細胞内の構造とプロセスを完全な解像度で研究することができます。

一分子イメージングの実験では、通常のアンサ
ンブルイメージングでは不可能なプロセスへの知見を得ることができます。Sona­11は、明るいラベルや強いシグナルを扱う際に、EMCCD
カメラの代わりとなるものです。Sona­11は、非常に広い視野、高速性、卓越したダイナミッ
クレンジを提供します。

FCSSona­11 (32 mm)は、多くのFCS実験に最適なソリューションを提供します。可能な限り大きなセンサー面積、高感度、高速性は、クラスをリードする直線性によって補完され、最も正確で精密な計測を可能にします。
詳しくは、ラーニングセンター をご覧ください

詳しくは、ラーニングセンター をご覧ください
Sona-11Competitor sCMOS

トランスクリプトミクス

全体像を見る： 対角 32 mmのセンサーを持つ Sona­11は、視野の広さでも優位性を持っています：
P 一般的なsCMOSに比べ 2.9 倍の視野を実現
P 22 mm サイズの sCMOS に対して 2.1 倍の広視野
P 競合の背面照射型sCMOSに比べ62%の広視野（1608x1608アレイ）
P 微弱な信号の検出 ‒ 95% の QE と
11 µm の大きなピクセルサイズにより、最適な光子収集が可能
P SRRF-Stream+ 超解像 ­標準の顕微鏡が超解像に変わる！
P NEW Python対応 ­ アップデートされたカメラSDKは、Pythonラッパーを統合
し、スピーディーな統合を実現

背面照射型ディープ冷却 Sona sCMOS カメラ
が提供するクラス最高の感度は、Crispr­Cas9
コンストラクトのイメージングに適しており、標識したDNA/RNAや関連タンパク質が発する光を高速かつ高感度に検出するのに適しています。
詳しくは、ラーニングセンター をご覧ください

Summaryモデル

4.2B-112.0B-11センサーサイズ

32 mm

22 mm

ピクセルサイズ11 x 11 μm

量子効率 (QE)

up to 95%

読出しノイズ

1.6 e- median [1.8 e- rms]

​
最大速度

6

このような研究に用いる検出器には、細胞バッ
クグラウンドに対する蛍光RNAシグナルの検出を助ける高感度が必要です。また、マイクロア
レイや組織サンプルを用いた画像データのス
ループットを最大化するためには、広い視野と高速性も重要です。Sona­11(32mm) は、高感度、高速性、広い視野を兼ね備え、これらの研究に理想的な装置です。
詳しくは、ラーニングセンター をご覧ください

遺伝子組換え0.3 e-/p/s
48 fps

70 fps

マウス受精卵、Probe1: EGFP (EX/Em:
488nm/525­50nm), Probe2: Kusabira Orange(Ex/Em: 561/600­50nm)。顕微鏡：Ti2­E(Nikon) 、対物レンズ：40x /1.25 (Sil) 、
カメラ：Sona­11、ピンホールサイズ：40 µm。
画像提供：滋賀医科大学 岡村永一 博士

最も要求の厳しい一分子実験には、
EMCCDカメラが最も適しています。
しかし、より強い信号にはSona­11が有効な選択肢になります。
画像：Andor Technology

選択した遺伝子の転写位置をスティッチした
上に重ねたもの（n = 1セクション/組織）。
スケールバー、100 µm。組織あたり少なく
とも1つの追加セクションでSplit­FISHイメー
ジングを繰り返したところ、同様の結果が得られた。細胞体がある（Itpr1）領域とない（Map4）領域で転写産物の局在が異なることを示す脳組織。(Goh et al., 2020)7

Introduction | Sona-6 | Sona-11 | Super-Resolution | Specifications | Ordering

一分子イメージング

Sona-11：最も広い視野を実現

Sona­11は、市場で最も大きな対角 32 mm のセンサーを搭載しています。アンドール独自の技術
により、2048 x 2048のアレイ全体にアクセスでき、競合する背面照射型カメラよりも 62% 広い
視野を提供します。95%のQEと11 µmの大きなピクセルサイズにより、光量不足のアプリケー
ションに最適な光量収集が可能です。共焦点顕微鏡、TIRF、1分子局在顕微鏡 (SMLM) などの技術を使用して、細胞内の構造とプロセスを完全な解像度で研究することができます。

一分子イメージングの実験では、通常のアンサ
ンブルイメージングでは不可能なプロセスへの知見を得ることができます。Sona­11は、明るいラベルや強いシグナルを扱う際に、EMCCD
カメラの代わりとなるものです。Sona­11は、非常に広い視野、高速性、卓越したダイナミッ
クレンジを提供します。

FCSSona­11 (32 mm)は、多くのFCS実験に最適なソリューションを提供します。可能な限り大きなセンサー面積、高感度、高速性は、クラスをリードする直線性によって補完され、最も正確で精密な計測を可能にします。
詳しくは、ラーニングセンター をご覧ください

詳しくは、ラーニングセンター をご覧ください
Sona-11Competitor sCMOS

トランスクリプトミクス

全体像を見る： 対角 32 mmのセンサーを持つ Sona­11は、視野の広さでも優位性を持っています：
P 一般的なsCMOSに比べ 2.9 倍の視野を実現
P 22 mm サイズの sCMOS に対して 2.1 倍の広視野
P 競合の背面照射型sCMOSに比べ62%の広視野（1608x1608アレイ）
P 微弱な信号の検出 ‒ 95% の QE と
11 µm の大きなピクセルサイズにより、最適な光子収集が可能
P SRRF-Stream+ 超解像 ­標準の顕微鏡が超解像に変わる！
P NEW Python対応 ­ アップデートされたカメラSDKは、Pythonラッパーを統合
し、スピーディーな統合を実現

背面照射型ディープ冷却 Sona sCMOS カメラ
が提供するクラス最高の感度は、Crispr­Cas9
コンストラクトのイメージングに適しており、標識したDNA/RNAや関連タンパク質が発する光を高速かつ高感度に検出するのに適しています。
詳しくは、ラーニングセンター をご覧ください

Summaryモデル

4.2B-112.0B-11センサーサイズ

32 mm

22 mm

ピクセルサイズ11 x 11 μm

量子効率 (QE)

up to 95%

読出しノイズ

1.6 e- median [1.8 e- rms]

​
最大速度

6

このような研究に用いる検出器には、細胞バッ
クグラウンドに対する蛍光RNAシグナルの検出を助ける高感度が必要です。また、マイクロア
レイや組織サンプルを用いた画像データのス
ループットを最大化するためには、広い視野と高速性も重要です。Sona­11(32mm) は、高感度、高速性、広い視野を兼ね備え、これらの研究に理想的な装置です。
詳しくは、ラーニングセンター をご覧ください

遺伝子組換え0.3 e-/p/s
48 fps

70 fps

マウス受精卵、Probe1: EGFP (EX/Em:
488nm/525­50nm), Probe2: Kusabira Orange(Ex/Em: 561/600­50nm)。顕微鏡：Ti2­E(Nikon) 、対物レンズ：40x /1.25 (Sil) 、
カメラ：Sona­11、ピンホールサイズ：40 µm。
画像提供：滋賀医科大学 岡村永一 博士

最も要求の厳しい一分子実験には、
EMCCDカメラが最も適しています。
しかし、より強い信号にはSona­11が有効な選択肢になります。
画像：Andor Technology

選択した遺伝子の転写位置をスティッチした
上に重ねたもの（n = 1セクション/組織）。
スケールバー、100 µm。組織あたり少なく
とも1つの追加セクションでSplit­FISHイメー
ジングを繰り返したところ、同様の結果が得られた。細胞体がある（Itpr1）領域とない（Map4）領域で転写産物の局在が異なることを示す脳組織。(Goh et al., 2020)7

Introduction | Sona-6 | Sona-11 | Super-Resolution | Specifications | Ordering

超解像対応
SRRF-STREAM+
100 nmまでの超解像を高速かつ簡単に実現しませんか？
当社独自のカメラベース技術により、従来の最新型蛍光顕微鏡
でリアルタイムに超解像顕微鏡を実現します。
SRRF (Super­Resolution Radial Fluctuations) は、Henriques 研究グループ (Gustafsson et al., 2016) が開発した超解像に非常に有効なアプローチです。
アンドール独自の実装であるSRRF­Stream+は、
低い照明強度と通常の蛍光ラベルでカメラベースのリアルタイム超解像を可能にします。

“I was impressedby how easy it is to
produce beautiful superresolution images with
SRRF-Stream+ andSona.”
Motosuke Tsutsumi

P 鮮明な画像を撮影する ‒ 高精細で高コントラストな画像
P 従来の蛍光色素 ‒ フォトスイッチング不要のラベリング

P コストパフォーマンス ‒ 従来の蛍光顕微鏡を超解像顕微鏡へアップグレード
P リアルタイム ‒ ワークフローを改善し、後処理を不要にしました。ライブモードでの表示

P 低励起強度 ‒ 長時間のライブセル観察＆正確な生理現象の把握
SRRF-Stream+ のテクニカルノート では、お使いの顕微鏡を超解像機能に変換する方法について詳しくご紹介しています。

STORM, PALM & DNA PAINT
Sonaの高感度、低ノイズ、高速性能は、1分子ベースの「STORM /PALM」や DNA PAINT アプローチに適しており、~10 nm までの生物学的情報を明らかにすることができます。

背面照射型 sCMOS カメラ Sona で撮影した"SRRF" 超解像画像,
Andor Insight Awards, 提供：北海道大学電子科学研究所・生理学研究所 堤 元佐 博士

89Introduction | Sona-6 | Sona-11 | Super-Resolution | Specifications | Ordering

超解像対応
SRRF-STREAM+
100 nmまでの超解像を高速かつ簡単に実現しませんか？
当社独自のカメラベース技術により、従来の最新型蛍光顕微鏡
でリアルタイムに超解像顕微鏡を実現します。
SRRF (Super­Resolution Radial Fluctuations) は、Henriques 研究グループ (Gustafsson et al., 2016) が開発した超解像に非常に有効なアプローチです。
アンドール独自の実装であるSRRF­Stream+は、
低い照明強度と通常の蛍光ラベルでカメラベースのリアルタイム超解像を可能にします。

“I was impressedby how easy it is to
produce beautiful superresolution images with
SRRF-Stream+ andSona.”
Motosuke Tsutsumi

P 鮮明な画像を撮影する ‒ 高精細で高コントラストな画像
P 従来の蛍光色素 ‒ フォトスイッチング不要のラベリング

P コストパフォーマンス ‒ 従来の蛍光顕微鏡を超解像顕微鏡へアップグレード
P リアルタイム ‒ ワークフローを改善し、後処理を不要にしました。ライブモードでの表示

P 低励起強度 ‒ 長時間のライブセル観察＆正確な生理現象の把握
SRRF-Stream+ のテクニカルノート では、お使いの顕微鏡を超解像機能に変換する方法について詳しくご紹介しています。

STORM, PALM & DNA PAINT
Sonaの高感度、低ノイズ、高速性能は、1分子ベースの「STORM /PALM」や DNA PAINT アプローチに適しており、~10 nm までの生物学的情報を明らかにすることができます。

背面照射型 sCMOS カメラ Sona で撮影した"SRRF" 超解像画像,
Andor Insight Awards, 提供：北海道大学電子科学研究所・生理学研究所 堤 元佐 博士

89Introduction | Sona-6 | Sona-11 | Super-Resolution | Specifications | Ordering

Technical Data

•2

モデル

Sona-11 (32 mm)

センサータイプ
ピクセル数
ピクセルサイズイメージエリア

Sona -11 (22 mm)
背面照射型 sCMOS

2048 (W) x 2048 (H)
4.2 メガピクセル

暗電流
空冷 (@-25°C)
水冷 (@-45°C)

100 MHz (ハイダイナミックレンジ, 16ビット)
200 MHz (高速, 12ビット)

180 MHz (低ノイズ, 12ビット)
310 MHz (ハイダイナミックレンジ, 16ビット)
570 MHz (ハイスピード, 11ビット)

1.6 e- (任意の読み出し速度)

1.0 e- (低ノイズ, 12ビット)
1.6 e- (ハイダイナミックレンジ, 16ビット)
1.9 e- (ハイスピード, 11ビット)+15°C, -25°C+15°C, -25°C, -45°C+0°C, -25°C+0°C, -25°C, -45°C

有効画素深度

85000 e- (ハイダイナミックレンジ, 16ビット)
2600 e- (高速, 12ビット, ビット深度制限あり)

42000 e- (ハイダイナミックレンジ, 16ビット)
1100 e- (低ノイズ, 12ビット, ビット深度
制限あり)
1900 e- (ハイスピード, 11ビット)

ダイナミックレンジ

53000:1 (ハイダイナミックレンジ, 16ビット)

26250:1 (ハイダイナミックレンジ, 16ビット)

16ビット (ハイダイナミックレンジ)
12ビット (高速)16ビット (ハイダイナミックレンジ)
12ビット (低ノイズ)

直線性•5

関心領域 (ROI)設定された ROI
画素ビニング (FPGA)

トリガーモード
ソフトウェア露光イベント•6

Sona -11 (22 mm)

出力：Fire Row 1, Fire Row n, Fire All, Fire Any, Arm, 入力：外部
内部, 外部, 外部スタート, 外部露光, ソフトウェア
露光開始 ­露光終了(1 行目), 露光開始 ­露光終了(n 行目)

画像タイムスタンプ精度

25 ns
USB 3.0•7 and
CoaXPress

USB 3.0•7

入射窓
レンズマウント

Sona-6

AR コーティング済 UV グレード石英窓
F マウントC マウント最大 95%

0.15 e-/pixel/s
0.10 e-/pixel/s

PRNU

Sona-11 (32 mm)

PC インターフェイス

0.7 e-/pixel/s
0.3 e-/pixel/s

データレンジ10

13.3 mm x 13.3 mm(18.8 mm 対角)

ローリングシャッター

量子効率 QE

センサー動作温度•4空冷
水冷

6.5 x 6.5 μm

15.5 mm x 15.5 mm(21.8 mm 対角)•3

読出しノイズ (e-) 中央値

2048 (W) x 2048 (H)
4.2 メガピクセル

11 x 11 μm
22.5 mm x 22.5 mm(31.9 mm 対角)

モデル
I/O

1400 (W) x 1400 (H)
2.0 メガピクセル

読出しモードピクセル読出し速度

Sona-6

Quantum Efficiency (量子効率)•3> 99.7%< 0.5% (@ 半光量の範囲)
ユーザー定義可能, 1 画素単位,
最小サイズ 25 (w) x 1 (h)1608 x 1608, 1200 x
1200, 1024 x 1024,
512 x 512, 128 x
1281024 x 1024,
512 x 512,
128 x 128

< 0.3%
ユーザー定義可能, 1 画素単位,
最小サイズ 9 (w) x 1 (h)1608 x 1608, 1200 x 1200,
1024 x 1024, 512 x 512, 128 x 128

2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 8 x 8 (任意のビニング設定も可能)

11

Introduction | Sona-6 | Sona-11 | Super-Resolution | Specifications | Ordering

Technical Data

•2

モデル

Sona-11 (32 mm)

センサータイプ
ピクセル数
ピクセルサイズイメージエリア

Sona -11 (22 mm)
背面照射型 sCMOS

2048 (W) x 2048 (H)
4.2 メガピクセル

暗電流
空冷 (@-25°C)
水冷 (@-45°C)

100 MHz (ハイダイナミックレンジ, 16ビット)
200 MHz (高速, 12ビット)

180 MHz (低ノイズ, 12ビット)
310 MHz (ハイダイナミックレンジ, 16ビット)
570 MHz (ハイスピード, 11ビット)

1.6 e- (任意の読み出し速度)

1.0 e- (低ノイズ, 12ビット)
1.6 e- (ハイダイナミックレンジ, 16ビット)
1.9 e- (ハイスピード, 11ビット)+15°C, -25°C+15°C, -25°C, -45°C+0°C, -25°C+0°C, -25°C, -45°C

有効画素深度

85000 e- (ハイダイナミックレンジ, 16ビット)
2600 e- (高速, 12ビット, ビット深度制限あり)

42000 e- (ハイダイナミックレンジ, 16ビット)
1100 e- (低ノイズ, 12ビット, ビット深度
制限あり)
1900 e- (ハイスピード, 11ビット)

ダイナミックレンジ

53000:1 (ハイダイナミックレンジ, 16ビット)

26250:1 (ハイダイナミックレンジ, 16ビット)

16ビット (ハイダイナミックレンジ)
12ビット (高速)16ビット (ハイダイナミックレンジ)
12ビット (低ノイズ)

直線性•5

関心領域 (ROI)設定された ROI
画素ビニング (FPGA)

トリガーモード
ソフトウェア露光イベント•6

Sona -11 (22 mm)

出力：Fire Row 1, Fire Row n, Fire All, Fire Any, Arm, 入力：外部
内部, 外部, 外部スタート, 外部露光, ソフトウェア
露光開始 ­露光終了(1 行目), 露光開始 ­露光終了(n 行目)

画像タイムスタンプ精度

25 ns
USB 3.0•7 and
CoaXPress

USB 3.0•7

入射窓
レンズマウント

Sona-6

AR コーティング済 UV グレード石英窓
F マウントC マウント最大 95%

0.15 e-/pixel/s
0.10 e-/pixel/s

PRNU

Sona-11 (32 mm)

PC インターフェイス

0.7 e-/pixel/s
0.3 e-/pixel/s

データレンジ10

13.3 mm x 13.3 mm(18.8 mm 対角)

ローリングシャッター

量子効率 QE

センサー動作温度•4空冷
水冷

6.5 x 6.5 μm

15.5 mm x 15.5 mm(21.8 mm 対角)•3

読出しノイズ (e-) 中央値

2048 (W) x 2048 (H)
4.2 メガピクセル

11 x 11 μm
22.5 mm x 22.5 mm(31.9 mm 対角)

モデル
I/O

1400 (W) x 1400 (H)
2.0 メガピクセル

読出しモードピクセル読出し速度

Sona-6

Quantum Efficiency (量子効率)•3> 99.7%< 0.5% (@ 半光量の範囲)
ユーザー定義可能, 1 画素単位,
最小サイズ 25 (w) x 1 (h)1608 x 1608, 1200 x
1200, 1024 x 1024,
512 x 512, 128 x
1281024 x 1024,
512 x 512,
128 x 128

< 0.3%
ユーザー定義可能, 1 画素単位,
最小サイズ 9 (w) x 1 (h)1608 x 1608, 1200 x 1200,
1024 x 1024, 512 x 512, 128 x 128

2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 8 x 8 (任意のビニング設定も可能)

11

Introduction | Sona-6 | Sona-11 | Super-Resolution | Specifications | Ordering

Technical Data•2

フレームレート
Max Frame Rate(fps)

Sona-11 (32 mm)

ROI Size (W x H) 16ビット

注)

Mechanical Drawings
Sona -11 (22 mm)

12ビット
(高速)

16ビット

12ビット
(高速)

2048 x 2048

24

48

-

-

1608 x 1608

30

61

-

-

1400 x 1400

35

70

35

70

1200 x 1200

41

81

41

81

1024 x 1024

48

95

48

95

512 x 512

95

190

95

190

256 x 256

190

378

190

378

128 x 128

378

750

378

750

Dimensions in mm [inches](shown for C-mount)

部分列, 全列を選択した場合、フレームレートの違いはありません

Sona-6
最大フレームレート

低ノイズモード
2-CMS (12ビット)

ROI Size (W x H)

USB

(fps)

CXP

ハイダイナミックレンジ
モード (16ビット)

USB

CXP

ハイスピードモード(11ビット)USB

CXP

2048 x 2048

43

44

40

74

40

135

1024 x 1024

87

87

148

148

151

270

512 x 512

174

174

295

295

532

538

Note: Support feet are recommended for mounting
on microscope side ports. Adjustable support
feet. Standard optical height 110 mm, TR-IXONMNT-110.
Note: CoaXPress connection only available with
SONA-4BV6X model or via CoaXPress upgrade.
Weight: ~3 kg [6.61 lbs] approx.

12

256 x 256

346

346

587

587

1046

1081

128 x 128

686

687

1165

1166

2032

2125

13

Introduction | Sona-6 | Sona-11 | Super-Resolution | Specifications | Ordering

Technical Data•2

フレームレート
Max Frame Rate(fps)

Sona-11 (32 mm)

ROI Size (W x H) 16ビット

注)

Mechanical Drawings
Sona -11 (22 mm)

12ビット
(高速)

16ビット

12ビット
(高速)

2048 x 2048

24

48

-

-

1608 x 1608

30

61

-

-

1400 x 1400

35

70

35

70

1200 x 1200

41

81

41

81

1024 x 1024

48

95

48

95

512 x 512

95

190

95

190

256 x 256

190

378

190

378

128 x 128

378

750

378

750

Dimensions in mm [inches](shown for C-mount)

部分列, 全列を選択した場合、フレームレートの違いはありません

Sona-6
最大フレームレート

低ノイズモード
2-CMS (12ビット)

ROI Size (W x H)

USB

(fps)

CXP

ハイダイナミックレンジ
モード (16ビット)

USB

CXP

ハイスピードモード(11ビット)USB

CXP

2048 x 2048

43

44

40

74

40

135

1024 x 1024

87

87

148

148

151

270

512 x 512

174

174

295

295

532

538

Note: Support feet are recommended for mounting
on microscope side ports. Adjustable support
feet. Standard optical height 110 mm, TR-IXONMNT-110.
Note: CoaXPress connection only available with
SONA-4BV6X model or via CoaXPress upgrade.
Weight: ~3 kg [6.61 lbs] approx.

12

256 x 256

346

346

587

587

1046

1081

128 x 128

686

687

1165

1166

2032

2125

13

Introduction | Sona-6 | Sona-11 | Super-Resolution | Specifications | Ordering

お客様にとって最適な製品の選択
Step 1.

CameraType

カメラの機種選択

Step 3.
製品概要

コードSona-11 (32 mm): 4.2 メガピクセル背面照射型 sCMOS,
ピクセルサイズ 11 µm, 95% QE, 48 fps, USB 3.0, Fマウント*, SRRF-Stream+ 対応

SONA-4BV11

Sona -11 (22 mm): 2.0 メガピクセル背面照射型 sCMOS,
ピクセルサイズ 11 µm, 95% QE, 70 fps, USB 3.0, Cマウント, SRRF-Stream+ 対応

SONA-2BV11

Sona-6: 4.2 メガピクセル背面照射型 sCMOS,

ピクセルサイズ 6.5 µm, 95% QE, 43 fps, USB 3.0, Cマウント, SRRF-Stream+ 対応

SONA-4BV6U

Sona-6: 4.2 メガピクセル背面照射型 sCMOS,
ピクセルサイズ 6.5 µm, 95% QE, 135 fps, USB 3.0 and CoaXPress, Cマウント,
SRRF-Stream+ 対応

SONA-4BV6X

ソフトウェアの選択
Sona には、以下のいずれかのソフトウェアが必要です：

Software

Fusion 充実した機能と直感的な操作性を兼ね備えた画像取得ソフトウェア。Imarisに統合されたワークフロー
Solis Imaging データ取得と処理のための豊富な機能を提供する Windows (8.1 および 10) 用 32 ビット
および完全 64 ビット対応アプリケーションです。AndorBasicは、データの取得、処理、表示、および
エクスポートをマクロ言語で制御します

Andor SDK3 独自のアプリケーションからAndorシリーズのカメラを制御するためのソフトウェア開発キットです。Windows（8.1および10）およびLinux用の32/64ビットライブラリとして利用可能です。
C/C++、C#、Delphi、VB.NET、LabVIEW、MATLAB、Pythonと互換性あり

サードパーティーソフトウェアの互換性 サードパーティーの様々な画像処理パッケージに対応したドライバが用意されています。 詳しくはAndorのホームページをご覧ください* より小さなROIサイズに対応するため、ユーザーで交換可能なCマウントをオプションで用意

Step 2.

アクセサリーの選択

アップグレード
製品概要

注文コード

Sona-6用SRRF-Stream+ リアルタイム超解像•8

SRRF-Stream+, Sona-11 (32 mm)または -11 (22 mm) 用
リアルタイム超解像

Accessories•8

Cマウント- Sona-11(32 mm) を Cマウントに変換 (ROI 使用)
Fマウント - 交換用 Fマウントキット
Sona-11 (32 mm) 用 2倍拡大系ユニット：
Leica 用Nikon (TiE & Ti2) 用EVIDENT (Olympus) 用サイドポートへの取り付けには支柱使用を推奨。
光学系高さ 110 mm
冷却性能を向上させる再循環装置(2.5 m x 2本のチューブを標準装備)
Oasis 160 Ultra コンパクトチラーユニット（チューブ別売

14

SRRF-STREAM-SONA-6
SRRF-STREAM-SONA-11
ACC-MEC-11936
F-MOUNT-ADP-KIT

Sona-6: SRRF UPGRADE SONA-6
UpgradesSona-11: SRRF UPGRADE SONA-11
CoaXPress アップグレード
USB3.0 モデルから高速 CoaXPress へのアップグレードは、CHAM-UPG-CXP コードをご注文ください。
アップグレードには、CoaXPressカード、ケーブル、CoaXPressをアンロックするためのカメラファーム
ウェアのアップグレードリモートセッションが含まれます。詳しくは営業担当者にお問い合わせください

MCU-SONA-LEIMCU-SONA-NIK-TI
MCU-SONA-OLY
TR-IXON-MNT-110
XW-RECR

別途注文）

ACC-XW-CHIL-160

Oasis 160 Ultra コンパクトチラー用 6 mm チューブオプション(2.5 m x 2本 または 5 m x 2本)

ACC-6MM-TUBING-2X2.5
ACC-6MM-TUBING-2X5M

6 mm チューブ用差し込み式ホースインサート（ペア）

Sona用 SRRF-Stream+ を注文
現在お使いの Sona で SRRF-Stream+ を使用可能にするために：

6MM-HOSE-BARBS

15

Introduction | Sona-6 | Sona-11 | Super-Resolution | Specifications | Ordering

お客様にとって最適な製品の選択
Step 1.

CameraType

カメラの機種選択

Step 3.
製品概要

コードSona-11 (32 mm): 4.2 メガピクセル背面照射型 sCMOS,
ピクセルサイズ 11 µm, 95% QE, 48 fps, USB 3.0, Fマウント*, SRRF-Stream+ 対応

SONA-4BV11

Sona -11 (22 mm): 2.0 メガピクセル背面照射型 sCMOS,
ピクセルサイズ 11 µm, 95% QE, 70 fps, USB 3.0, Cマウント, SRRF-Stream+ 対応

SONA-2BV11

Sona-6: 4.2 メガピクセル背面照射型 sCMOS,

ピクセルサイズ 6.5 µm, 95% QE, 43 fps, USB 3.0, Cマウント, SRRF-Stream+ 対応

SONA-4BV6U

Sona-6: 4.2 メガピクセル背面照射型 sCMOS,
ピクセルサイズ 6.5 µm, 95% QE, 135 fps, USB 3.0 and CoaXPress, Cマウント,
SRRF-Stream+ 対応

SONA-4BV6X

ソフトウェアの選択
Sona には、以下のいずれかのソフトウェアが必要です：

Software

Fusion 充実した機能と直感的な操作性を兼ね備えた画像取得ソフトウェア。Imarisに統合されたワークフロー
Solis Imaging データ取得と処理のための豊富な機能を提供する Windows (8.1 および 10) 用 32 ビット
および完全 64 ビット対応アプリケーションです。AndorBasicは、データの取得、処理、表示、および
エクスポートをマクロ言語で制御します

Andor SDK3 独自のアプリケーションからAndorシリーズのカメラを制御するためのソフトウェア開発キットです。Windows（8.1および10）およびLinux用の32/64ビットライブラリとして利用可能です。
C/C++、C#、Delphi、VB.NET、LabVIEW、MATLAB、Pythonと互換性あり

サードパーティーソフトウェアの互換性 サードパーティーの様々な画像処理パッケージに対応したドライバが用意されています。 詳しくはAndorのホームページをご覧ください* より小さなROIサイズに対応するため、ユーザーで交換可能なCマウントをオプションで用意

Step 2.

アクセサリーの選択

アップグレード
製品概要

注文コード

Sona-6用SRRF-Stream+ リアルタイム超解像•8

SRRF-Stream+, Sona-11 (32 mm)または -11 (22 mm) 用
リアルタイム超解像

Accessories•8

Cマウント- Sona-11(32 mm) を Cマウントに変換 (ROI 使用)
Fマウント - 交換用 Fマウントキット
Sona-11 (32 mm) 用 2倍拡大系ユニット：
Leica 用Nikon (TiE & Ti2) 用EVIDENT (Olympus) 用サイドポートへの取り付けには支柱使用を推奨。
光学系高さ 110 mm
冷却性能を向上させる再循環装置(2.5 m x 2本のチューブを標準装備)
Oasis 160 Ultra コンパクトチラーユニット（チューブ別売

14

SRRF-STREAM-SONA-6
SRRF-STREAM-SONA-11
ACC-MEC-11936
F-MOUNT-ADP-KIT

Sona-6: SRRF UPGRADE SONA-6
UpgradesSona-11: SRRF UPGRADE SONA-11
CoaXPress アップグレード
USB3.0 モデルから高速 CoaXPress へのアップグレードは、CHAM-UPG-CXP コードをご注文ください。
アップグレードには、CoaXPressカード、ケーブル、CoaXPressをアンロックするためのカメラファーム
ウェアのアップグレードリモートセッションが含まれます。詳しくは営業担当者にお問い合わせください

MCU-SONA-LEIMCU-SONA-NIK-TI
MCU-SONA-OLY
TR-IXON-MNT-110
XW-RECR

別途注文）

ACC-XW-CHIL-160

Oasis 160 Ultra コンパクトチラー用 6 mm チューブオプション(2.5 m x 2本 または 5 m x 2本)

ACC-6MM-TUBING-2X2.5
ACC-6MM-TUBING-2X5M

6 mm チューブ用差し込み式ホースインサート（ペア）

Sona用 SRRF-Stream+ を注文
現在お使いの Sona で SRRF-Stream+ を使用可能にするために：

6MM-HOSE-BARBS

15

Order Today

アンドールでは、お客様に最適なソリューションをご提案するために、専任のテクニカルアドバイザーが、すべてのアンドール製品について
1対1のガイダンスとテクニカルサポートを提供します。
お問い合わせ先
オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社
アンドール・テクノロジー事業部〒140­0002 東京都品川区東品川 3­32­42
TEL: 03­6732­8968
FAX: 03­6732­8939
E­mail: info.andorjp@oxinst.com

ISビル

ウェブからのお問い合わせ
andor.oxinst.jp/contact

脚注

カメラ同梱品
1x USB 3.0 PCIe card
1x USB 3.0 Cable (3 m)•7
1x Multi I/O Timing Cable (BNC to D-type: 1.5 m)
1x 15 V PSU
1x Country specific power cord
1x User manuals in electronic format
1x Quickstart Guide
1x Individual system performance booklet
Sona-6 with CoaXPress also includes:
1x CoaXPress 3.0 PCIe card with external trigger
1x CoaXPress Cable (3 m)
1x Multi I/O Timing Cable (BNC to SMB: 1.5 m)•7

1. Assembled in a state-of-the-art facility, Andor’s UltraVac® vacuum process combines a permanent
hermetic vacuum seal (no o-rings), with a stringent protocol and proprietary materials to minimise
outgassing. Outgassing is the release of trapped gases that would otherwise degrade cooling
performance and potentially cause sensor failure.
2. Figures are typical unless otherwise stated.
3. Quantum efficiency as supplied by the sensor manufacturer.
4. Coolant temperature must be above dew point.
5. Linearity is measured from a plot of Signal vs. Exposure Time over the full dynamic range.
6. Software Exposure Events provide rapid software notification (SDK only) of the start and end of
acquisition.
7. The Sona connects to your control PC using a USB 3.0 connection. This may also be referred to as
USB 3.1 (Gen 1). Andor provide a USB 3.0 card and cable, and recommend that these are used toensure optimum performance.
8. Camera must be connected to suitable acquisition workstation with compatible Nvidia GPU cardand supported software.

コンピュータの最小要件

動作・保管条件• 3.0 GHz single core or 2.4 GHz dual or quad core
• Operating Temperature: 0°C to +30°C ambient
processor• Operating Altitude: up to 6000 m• 8 GB RAM• Relative Humidity: <70% (non-condensing)• Hard drive: 850 MB/sec write speed• Storage Temperature: -10°C to 50°C
recommended for the data rate associated withthe max. frame rates. 250 MB free hard disc to
install software
電源条件• USB 3.0 slot (or x4 PCIe slot for USB 3.0 card)• 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz• x8 PCIe slot for CXP PCle card
Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation.
• Power consumption: 40 - 46 W typical /• Windows (8.1 and 10) or LinuxLabVIEW is a registered trademark of National Instruments.
114 W max (model dependent)※仕様は予告なく変更する場合があります。

MATLAB is a registered trademark of The MathWorks Inc.
SONAFAMILY SS 1022 R1