主要性能
●記録機

●標準構成

測定方式
超音波パルス方式
記録方式 DM-602RR ベルトによる直線記録方式、2方向（X - X'、Y - Y'）切り換え測定
DM-604RR ベルトによる直線記録方式、4方向（X、X'、Y、Y'）同時測定
記録紙
放電記録紙 250mm×20m（DMP-250）
測定レンジ（半径）
0.5 m
1.0 m
2.0 m
4.0 m
シフト0％ 0〜0.5 m
0〜 1.0 m
0〜 2.0 m
0〜 4.0 m
50％ 0.25〜0.75 m
0.5 〜1.5 m
1.0 〜3.0 m
2.0 〜6.0 m
1.0〜2.0 m
2.0 〜4.0 m
4.0〜8.0 m
100％ 0.5 〜1.0 m
紙定速送り
7.5 mm/ 分、15 mm/ 分、30 mm/分、60 mm/分
送り 深度比例 1/40 25 mm/センサーユニットの昇降長1 m
速度1/50 20 mm/センサーユニットの昇降長1 m
1/100 10 mm/センサーユニットの昇降長1 m
1/200 5 mm/センサーユニットの昇降長1 m
測定精度±2％（測定レンジ）
深度マーク
1 mごとにマーク印字、5 mごとに数字で自動印字
データ出力
RS-232Cシリアルデータ
電源保護回路ノンヒューズブレーカー（2A、8A）、漏電ブレーカー（15A）、過電圧保護回路内蔵
電源
AC 100V、50/60 Hz
AC 110V、50/60 Hz
AC 220V、50/60 Hz
消費電力（代表値） 約700VA
約 700VA
約700VA
使用温度範囲
-10℃〜 +50℃

記録機

超音波式
側壁測定装置DMR-602RR (DM-602RR)
DMR-604RR (DM-604RR)
トランスユニット DMT-000R
AC 100V電源用、ケースに収納 9 kg
DMT-001R
AC 110V電源用、ケースに収納 9 kg
DMT-002R
AC 220V電源用、ケースに収納 9 kg
ウインチ
DMW-602RR (DM-602RR) センサーユニット、センサーケーブル付き 125 kg
DMW-604RR (DM-604RR) センサーユニット、センサーケーブル付き 125 kg
接続ケーブル CW-558R-10M 両端15ピンコネクター付き
CW-600-10M
両端 8ピンコネクター付
10 m
AC電源ケーブル CW-71R-10M
片端3ピンコネクター付き/片端未処理 10 m
予備品
アルミケースに収納、予備品表参照 1 式
取扱説明書
ケースに収納1
操作手順
DM-602RR用
1ケースに収納DM-604RR用ケースに収納
1DM-602RR / 604RR
世界の現場で活躍！
高層建築の基礎工事を徹底支援●予備品（消耗品）
記録紙
記録針
通電針

DMP-250
DMS-001
DMS-002250mm×20m（A3-560） 2
クリアケース入り
2クリアケース入り
2

●ウインチ
昇降速度
昇降長
着底と格納の検出
使用温度範囲0〜 20 m/分（記録機側で連続可変）100 m（最大）リミットスイッチによる自動検出-10℃〜 +50℃

外観寸法図・重量
単位： mm

ウインチ

400486 ±10

記録機90457 ±1090

センサーユニット(1390)

重量：55 kg（AC 100/110/220V用）

660 ±5720 ±51050 ±5(750)(397)

784 ±10

重量：125 kg◎ 最大深度100 mの測定が正確にできます。
※製品の仕様や外観は予告なく変更することがあります。

◎ 高濃度の泥水・安定液の中でも鮮明に記録します。
安全に関するご注意

産機営業部 〒146-0095 東京都大田区多摩川2-13-24
Tel: 03-3756-6918 Fax: 03-3756-6831

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ
正しく安全にお使いください。

◎ 工事を高品質化、工期を短縮、工費を削減します。

お問い合わせは下記へ

www.koden-electronics.co.jp
www.koden-electronics.co.jp
21.07情報化施工のパイオニア、コーデン。 超音波技術が、工事の高品質化・工期の短縮・工費の削減を実現！
主要機能と操作

概要・機能
近年、基礎工事の発展にともない、掘削工法も大きく進歩しました。さらに、高濃度、高比重の安定液が使用される

レンジスイッチ

感度方式スイッチ

測定レンジ（半径）を、0.5m・1m・2m・4mに切り換えます。

自動感度と手動感度の切り換えを行ないます。

（写真はDM-604RR）

距離補正ダイヤル
センサーから壁面までの測定距離を、実測距離に補正します。

ようになって、大深度の掘削も可能となりました。DM-602RR/604RRは、このような新たな使用環境の変化のもとでも常に安定してパイル孔壁面の状態を測定できるように設計された、最大深度100mの測定が可能な側壁測定装置です。

近距離抑圧ツマミ（外側）DM-602RR/604RRは発振線付近の乱反射を、調整・除去します。

● 工事の高品質化・工期の短縮・工費の削減に寄与します。

感度ツマミ（内側）● 掘削したパイル孔の鉛直性や断面形状を、正確に測定・表示・記録します。

受信感度を調節します。

● 記録データを電子ファイルに格納し、半永久的な保存を可能とします。

深度リセットスイッチ
スイッチをONにすると、深度がリセットされ0mになります。

特長

センサー速度/深度表示
外部電源入力● 従来困難とされてきた高濃度、高比重の泥水や安定液の中でも、鮮明な記録が得られます。
● 壁面エコーとノイズを自動識別する信号処理回路を採用。常に適正な安定した記録が得られます。
● 小口径パイル孔の測定時に障害となっていた発振線エコーの除去回路を、新たに採用しました。
この結果、スイッチを投入するだけで発振線エコーを除去することが可能となりました。
●ウインチに吊り下げられたセンサーは、着底位置と格納位置で自動的に停止します。
また非常時には、非常巻き上げ機能を使用してセンサーを巻き上げることができます。
● 深度レンジマーク、深度マーク、孔壁径マーク、日付、時刻等の情報を記録紙上に表示することが可能です。測定後の記録の審査、検討を行なう際に便利な機能です。
格納用と着底用にそれぞれリミットスイッチを設けました。
●ワイヤの断線防止やワイヤとケーブルの絡まり防止対策として、センサーユニットの昇降速度および深度を表示します。

メインブレーカー

手動マークスイッチ

ウインチ接続用
コネクター

ON 側に倒している間、手動マークが記録紙上に記録されます。

電源メーター

紙送り速度スイッチ

電源接続用
コネクター
ノンヒューズ
ブレーカー

紙送り速度を、定速送り（m m /分）と深度比例の2つのモードで各4 段階に調節します。

上昇/停止/下降スイッチ

昇降速度ツマミセンサーの上昇・停止・下降を切り換えます。

センサーの昇降速度を調節します。
（右に回すと速くなります。）

記録停止/開始スイッチ

孔壁径マーク幅設定スイッチ

記録の停止・開始の切り換え、およびデータ印字させるときに操作します。

記録機電源スイッチ

孔壁の基準値（直径）を設定します。
（単位cm）● 測定したデータは、記録機に設けたRS-232Cポートからパソコンに出力することが可能です。
● サーキットブレーカーの採用により、面倒なヒューズ交換は不要となりました。

記録例
X

X'

Y'

DM-602RR

DM-604RR
孔壁径マーク壁面

深度マーク（1m間隔）

深度マーク（5m間隔）

掘削孔の上にセットされたウインチ（左）ケーブル接続された記録機（右）DM-602RR / 604RRが現場で利用される様子

YX'X