取扱説明書
工事説明付
基本編

高精度、高速応答
ＣＯ２センサ－

もくじ

１
お客様へ
このたびはニッポー製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

２
取３

扱

４編

５６

この製品を安全に正しくご使用

７

していただくために、お使いにな安全上のご注意・・・・・・・・・ 2
この機器の特長・・・・・・・・・ 4
各部のなまえとはたらき・・・・・ 5
ご使用になる前に・・・・・・・・ 8
基本操作・・・・・・・・・・・・ 9
故障･異常の見分けかたと処置方法 16
仕様と保障・・・・・・・・・・・ 18

る前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、十分に理解してく１ださい。
お読みになったあとは大切に保工管し、必要なときにお読みくださ事い。

編

２３
４５６

安全上のご注意・・・・・・・・・ 19
梱包を開ける・・・・・・・・・・ 20取り付け・・・・・・・・・・・・ 22
電気配線の施工・・・・・・・・・ 26
試運転・・・・・・・・・・・・・ 29
設定項目・画面一覧・・・・・・・ 30

N5299-185Q V1.42

1

取扱編
１

安全上のご注意■ ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
■ この製品を譲渡される場合は、本取扱説明書を製品に付けてお渡しください。
■ ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。
■ 表示と意味は、次のようになっています。

警告
注意「誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの」を示します。
※「誤った取扱いをしたときに、軽傷または物的損害に結びつくもの」を示します。

※物的とは、施設や栽培物及び動植物にかかわる拡大被害を意味します。
■図記号の意味は次のようになっています。

△ は、注意（危険、警告を含む）を示します。
具体的な注意内容は、△の中や近くの絵や文章で示します。
感電注意

左図の場合は「感電注意」を示します。
○は、禁止（してはならないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、○の中や近くの絵や文章で示します。
左図の場合は「分解禁止」を示します。

分解禁止●は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な強制内容は、●の中や近くの絵や文章で示します。
アース工事

左図の場合は「アース工事をすること」を示します。

をすること

2

N5299-185Q V1.42

１

安全上のご注意

警告
きのこ用以外で使用しない
この機器はきのこ専用です。
転用禁止

他の用途には使用しないでください。
故障や事故のおそれがあります。

注意
アース線が確実に接続されている

アース工事
確認

か確認する

分解・修理・改造はしない
ご自分で修理などを行い、使用され故障や漏電のときに感電をする

ますと、事故のおそれがあります。
分解・修理・改造の禁止

おそれがあります。

ぬれた手で本器にさわらない感電のおそれがあります。

本器に農薬や水をかけない
感電、機器故障や製品寿命を損なう
水ぬれ禁止

おそれがあります。

ぬれた手禁止工事や試運転が正しく済んでいるか確認する不備があると感電や火災のおそれフィルタなどの付属品や別売品もニッポー指定品を使用する
指定以外の部品を使用すると、事故指定部品や故障のおそれがあります。
使用があります。
工事・試運転確認

使用を中止し取付業者に連絡をする

雷発生時は元電源を切る
雷が発生したら、必ず元電源異常のまま使用すると、感電（ブレーカー）を切ってください。

異常（異音・異臭）を感じたときは異常時使用禁止 や火災のおそれがあります。

雷発生時
電源切る

取扱説明書をよく読む

運転するときは、運転ボタンを押し、安全な正しい使い方を知るために、こ運転ランプを点灯させる
運転ランプが消灯していると、制御の取扱説明書をよく読んでください。
取扱説明書をよく読む

故障のおそれがあります。

ランプ確認

N5299-185Q V1.42

管理しません。

3

２

この機器の特長■ CO2 ＮＡＶＩ（CO2 ナビ）は、きのこ栽培室の換気を目的とした機器です。

２－１

換気制御

■ １日を最大４段階に分割して制御する、多段設定濃度運転が可能です。
■ ０ｐｐｍから１００００ｐｐｍ（機種によります）の幅の広い濃度設定が可能です。
■ 装置がひんぱんに運転・停止しないように、強制停止・強制運転時間を設けてあります。（装置保護機能）■ 濃度表示は５ｐｐｍ刻み、設定は１０ｐｐｍ刻み。

２－２予備制御■ ２台目の装置遅延起動が可能です。
■ 高濃度警報出力が可能です。

２－３

その他

■ 外気による炭酸ガス濃度の自動校正機能があります。（機種によります）■ ON 点、OFF 点の濃度をじかに設定、表示できます。
■ 測定場所に合わせ検出部が移動できます。
■ センサーはポンプ吸引式ですので高速応答します。
■ 本日の換気の合計時間がわかります。

4N5299-185Q V1.42

３

各部のなまえとはたらき
３－１

外観

本体

各部の説明⇒６ページ

各部の説明⇒６ページ現在濃度表示部

濃度設定表示部

現在の濃度ppm

高低Ｈ：Ｍ

出力1出力2校正
各部の説明⇒６ページ

機能各部の説明⇒７ページ
状態表示部

運転設定

設定値／パラメータ
操作部

運転表示操作部

端子部
ホース接続部

各部の説明⇒７ページ

N5299-185Q V1.42

5

３

各部のなまえとはたらき
現在濃度表示部
現在の濃度表示

現在の濃度ppm

現在の濃度を表示します。
エラーの時は、Ｅｒｒ＊と現在濃度を交互に表示します。（＊は数値）
設定中はステップ番号を表示します（多段時のみ）校正中は点滅します。

濃度設定表示部
高濃度設定
入り点の濃度設定を表示します
換気入り点になります

高低濃度設定
低切り点の濃度設定を表示します
換気切り点になります
運転ＯＦＦ時は現在時刻を表示します（多段時のみ）運転表示操作部
運転ランプ
運転状態を表示します
運転点灯
消灯
点滅

運転中
停止中
消毒中

運転ボタン
運転開始または停止するときに押します6

N5299-185Q V1.42状態表示部

出力１出力２校正

校正
ＣＯ２の校正状態を表示します。
点滅

校正中消灯

通常

出力２ランプ
点灯

出力２ ＯＮ消灯

出力２ ＯＦＦ

出力１ランプ
換 気の出 力状態を 表示します。
点灯

出力１ ＯＮ消灯

出力１ ＯＦＦ

設定値／パラメータ操作部

機能

設定

ダウンボタン
押して値を減らします
アップボタン
押して値を増やします
設定ボタン
設定変更を開始／項目送り／確定をするときに押します
機能ボタン
パラメータ変更を開始／項目送りをするときに押します
停止中のみ有効N5299-185Q V1.42

7

４

ご使用になる前に■ CO2 ナビをご使用になる前に、フィルタ及びホースが接続されていることを確認してください。
■ この説明書をよく読み十分にご理解いただいたうえで、適切な運転を設定してください。

４－１

設定ガイド
使用目的

No.

8

参照ページ

１

１日を一定の濃度設定で使用したい

１０２

運転をはじめる

１２

３

自動校正を使いたい（機種によります）

１３～１４４

校正を今すぐしたい

１４５

４段の濃度設定方法

１１６

時計合わせ（多段で使用時必ず設定）

１５７

その他付加機能を使いたい

応用編をご覧
ください

N5299-185Q V1.42

必ず設定してください。

５基本操作● ぬれた手で、制御盤に触れないでください
感電のおそれがあります。
● アース線が確実に接続されているか確認してください
故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

注意 ● 雷発生時は元電源を切ってください
雷が発生したら、必ず元電源（ブレーカ）及び、電源を切ってください。
故障のおそれがあります。
● オプション品（別売品）もニッポー指定品を使用してください
指定外の部品を使用すると、事故や故障のおそれがあります。

お願い● ひんぱんに電源の入・切をしないでください。
動作中に電源を切ると、誤動作や故障のおそれがあります。
● 時計を正しく設定してください。
正常な動作ができません。
● エラーが発生したときは、エラーを解除してください。
正常な動作ができません。

N5299-185Q V1.42

9

５

基本操作

設定値変更 （１日一定）

各設定の変更は、 設定ボタンとボタンで操作します。

設定例）
低

高

２０００

３０００

１ 設定ボタンを押す

高側の数字表示が点滅します。
２ 高側の濃度を設定します（入り点）
で“３０００”（ｐｐｍ）に合わせます。

３ 設定ボタンを押す

低側の数字表示が点滅します。
４ 低側の濃度を設定します（切り点）

で表示値を“２０００”（ｐｐｍ）に合わせます。
５ 設定ボタンを押す

設定が終わり点滅表示から常時表示になります。

10

N5299-185Q V1.42設定値変更 （１日４段）

各設定の変更は、 設定 ボタンと設定例）
ステップ

開始時刻

ボタンで操作します。
低

高

１

２：３０

２０００

３０００

２

９：３０

２５００

３０００

３１６：３０２５００

３５００

４２０：００２０００

３０００１ 設定ボタンを押す

現在の濃度に“１”（ステップ）を表示し、高側の数字表示が点滅します。
２ 高側の濃度を設定します（入り点）
で“３０００”（ｐｐｍ）に合わせます。

３ 設定ボタンを押す

低側の数字表示が点滅します。
４ 低側の濃度を設定します（切り点）

で表示値を“２０００”（ｐｐｍ）に合わせます。
５ 設定ボタンを押す

低側の数字表示に開始時刻が点滅表示します。
６ 開始時刻を設定しますで“２：３０”（時：分）に合わせます。
７ 設定ボタンを押す

ステップ１の設定が終わり、現在の濃度に“２”（ステップ）を表示し、高側の数字表示が点滅します。
８

２ ～ ７を繰り返し、同じ様にステップ２～４を設定します

９ 高ステップ４の開始時刻を設定した時点で設定は終わります※編集の結果、開始時刻が自動的に変更されますので時刻を設定された場合は必ず一巡して開始時刻設定を再確認してください。
※パラメータＦ０１８で最大ステップ数を“４”に設定する必要があります。
N5299-185Q V1.42

11

５

基本操作
５－２

１

運転をはじめる

運転 ボタンを押す◎運転ランプが点灯することを確認してください。
◎運転ランプが消灯していると、換気扇は運転しません。

運転12N5299-185Q V1.42

５

基本操作
５－３

自動校正を使いたい

外の空気で、定期的に自動で校正をかけることができます。
※自動校正、手動校正を行うと表示、設定範囲が制限されることがあります。
※手動校正のみの機種はできません。
例）毎日１３時に校正したい。
自動校正

自動校正間隔校正時刻

外気基準濃度

表示
番号

Ｆ００２

Ｆ００３

Ｆ００４

Ｆ００５

設定ＯＮ

毎日

１３時

４００ｐｐｍ

１ パラメータモードに入る。

停止中に機能ボタンを押します。
現在の濃度表示にＦ０００を表示します
２ 機能ボタンを押して“Ｆ００２”を表示させます（自動校正）設定ボタンを押して編集に入ります。
低側表示点滅。
を押して“ＯＮ”を表示させます。
設定ボタンを押して編集を終えます。
３ 機能ボタンを押して“Ｆ００３”を表示させます（自動校正間隔）

設定ボタンを押して編集に入ります。
低側表示点滅。
を押して“１”（日）を表示させます。
設定ボタンを押して編集を終えます。

N5299-185Q V1.42

13

５

基本操作
４ 機能ボタンを押して“Ｆ００４”を表示させます（校正時刻）

設定ボタンを押して編集に入ります。
低側表示点滅。
を押して“１３”（時）を表示させます。
設定ボタンを押して編集を終えます。
５ 機能ボタンを押して“Ｆ００５”を表示させます（校正基準濃度）

設定ボタンを押して編集に入ります。
低側表示点滅。
を押して“４００”（ｐｐｍ）を表示させます。
設定ボタンを押して編集を終えます。
６ 機能ボタンを長押しするとパラメータモードを終了します

５－４

校正を今すぐしたい

外の空気を使い手動で校正をかけます。（例：外気が４００ｐｐｍ）
中のホースを外に持ち出すか、専用に外へホースを接続します。
吸気口を外からのホースに切り替えしばらく待ちます。
校正をキー操作で行うことができます。
１ パラメータＦ００２のＯＮ/ＯＦＦにかかわらず校正できます。

運転中に機能キーを長押しします。
すると校正を開始し、測定値及び校正ランプが点滅します。
校正が終わると、点滅が終了します。
もう一度機能ボタン長押しで動作解除できます。

14

N5299-185Q V1.42

５

基本操作

５－５

時計合わせお願い● 多段で使用する場合、必ず時計設定してください。時計を正しく設定しないと正常に動作しません。

■ 停電や電源断の状態が長期にわたった場合、時計が初期化させます。
■ 時計表示にＥｒｒ２が点滅したら、以下の手順で時計設定してください。
１ 運転をＯＦＦします

運転ランプ消灯
２ 時計合わせモードに入れます
を同時に３秒以上押します。
現在の濃度表示に西暦年が点滅表示
高表示に 月日 を表示
低表示に 時分 を表示
３ 西暦を合わせます
またはボタンで年を合わせます。
４ 月日を合わせます
機能ボタンを押し、点滅箇所を月に移動します。
またはボタンで月を合わせます。
機能ボタンを押し、点滅箇所を日に移動します。
またはボタンで日を合わせます。

５ 時分を合わせます

機能ボタンを押し、点滅箇所を時に移動します。
またはボタンで時を合わせます。
機能ボタンを押し、点滅箇所を分に移動します。
またはボタンで分を合わせます。
機能ボタンで変更を終えます。

お知らせ● 時計エラーの場合、時刻を００：００として運転します。
N5299-185Q V1.42

15６

故障・異常の見分けかたと処置方法

注意● 異常（異音・異臭）を感じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店に連絡してください。
異常のまま使用すると感電や火災のおそれがあります。

■ 修理を依頼される前に、一度確認してください。
原因が分からないときや、故障を確認したときは、必ずお買い上げの販売店にお問い合わせください。

６－１

故障診断（状況から調べる）
状況

原因

処置方法

表示しない

電源が入っていない

電源を入れてください

換気装置が運転しない

運転ランプが消灯している

運転ボタンを押して運転して運転停止となっているください

設定値を間違えている

設定を確認してください

換気装置本体に異常が発生してい換気装置の取扱説明書に従ってるください

このようなときは異常ではありません
このようなとき

理由

換気装置がすぐに停止し保護機能によって、一度運転すると、任意の時間強制運転します。

ない

保護機能タイマーの時間が経過するまで停止しません。

換気装置を停止したあ

保護機能によって、一度停止すると、任意の時間停止状態になります。と、すぐに運転を再開し保護タイマーの時間が経過するまで運転しません。

ない

16

N5299-185Q V1.42

６

故障・異常の見分けかたと処置方法

６－２

エラー表示による診断

エラーが発生すると“現在の濃度”表示に“Ｅｒｒ＊”を測定値と交互に表示します。
またブザーが鳴ります。（＊は番号）
ブザーは、パネルのいずれかのキーを押すと停止します。（運転に影響のないキーを選んで触ります。）
発生内容は、Ｅｒｒの番号で確認し対応してください。
エラー表示

エラー項目

（現在濃度表示）

処置方法

Ｅｒｒ１

CO2 センサ異常

出力ＯＦＦ

下記※１参照

Ｅｒｒ２

時計再設定

日時合わせＥｒｒ３

CO2 濃度上限警報

発生器確認、燃料確認、ポンプ確認、Ｅｒｒ４

CO2 濃度下限警報

三方弁確認

Ｅｒｒ５

外気不安定

測定口の場所を再検討
近くに煙突などがあると外気が不安定になります。

Ｅｒｒ６

３方弁故障

販売店連絡

Ｅｒｒ７

基板通信部故障

修理依頼

Ｅｒｒ８

CO2 校正範囲外フィルタの位置が適切か確認
ポンプに詰まりはないか確認
センサの寿命

Ｅｒｒ９

外気不安定

測定口の場所を再検討
近くに煙突などがあると外気が不安定になります。

ＥｒｒＡ

自動校正範囲外

販売店連絡

Ｅ０

メモリ異常

修理依頼

※1 Ｅｒｒ１以外では出力はＯＦＦしません。Ｅｒｒ１発生中、出力１、出力２はＯＦＦします。
パラメータＦ００７にて５(警報発生時ＯＮ)又は６(ドレンポット排水)を選択している時は出力２はＯＦＦしません。

６－３

雷が発生したときの処置方法■ 大きな雷の場合は、元電源を切ってください。
N5299-185Q V1.4217７仕様と保証■仕様
製品名

CO2 ＮＡＶＩ型式

ＰＣ－５００Ｎ－１０＊＊1＊2－Ｋ

ＰＣ－５００Ｎ－２０＊＊1＊2－Ｋ

電源

ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ

ＡＣ２００Ｖ ５０／６０Ｈｚ

許容電圧範囲
測定方式
サンプル方法電源電圧の８５％～１１０％
赤外線吸収方式（ＮＤＩＲ方式）
吸引ポンプ式

用途

換気制御方式２位置（上限－下限）

設定方式

２４時間

測定範囲

０～５０００ｐｐｍ（５ｐｐｍ刻み）

※１

設定範囲

０～５０００ｐｐｍ（１０ｐｐｍ刻み）

※１

最大４段

制御出力

無電圧ａ接点

１回路×２点出力容量

２５０Ｖ１０Ａ（抵抗負荷時）

伝送出力４－２０ｍＡ出力（負荷抵抗２５０Ω以下）

自動補正機能あり（＊1 がＡの場合）／なし（＊1 がＮの場合）

絶縁ＲＳ４８５
通信機能あり（＊2 がＣの場合）／なし（＊2 がＮの場合）

使用許容周囲温度

０～４０℃

使用許容周囲湿度

９５％ＲＨ（但し結露なきこと）

消費電力

２２ＶＡ以下

外形寸法

１８０（Ｗ）×２９０（Ｈ）×１１５（Ｄ）

質量※１約３ｋｇ補正により範囲が制限される場合があります。

■保証
納入品の保証条件につきましては、見積書、契約書、カタログ、仕様書等に別段の定めのない場合、次の通りとさせていただきます。
保証期間
納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後１ヶ年といたします。
保証範囲
上記期間中に納入者側の責により故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換、または修理を納入者側の責任において行います。
但し、次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。
(1)需要者側の不適当な取扱い、ならびに使用による場合。
(2)故障の原因が納入品以外の事由による場合。
(3)納入者以外の改造、または修理による場合。
(4)その他の天災、災害などで納入者側の責にあらざる場合。
尚、ここでいう保証は、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

18N5299-185Q V1.42

工事編１安全上のご注意■ 工事を始める前には必ずこの「工事編」をよくお読みください。
■ 工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、この取扱説明書に従ってお客様に使用方法、点検について説明してください。
■ この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく施工してください。
■ ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容ですので必ず守ってください。

警告
機器の設置工事・電気工事・試運転は、必ずお買い上げの販売店または工事業者が行う工事や試運転はお客様自身では行わないでください。
専門業者

不備があると、感電や火災のおそれがあります。
火災予防条例、電気設備に関する技術基準、電気工事はそれぞれ指定の工事業者に依頼するなど法令の基準を必ず守る
法令違反になる場合や施工不備により、感電、漏電、動作不良また法令順守は火災のおそれがあります。

注意
きのこ用以外で使用しないアース（Ｄ種接地）工事を確実

他の用途には使用しないでくださに行うい。事故や故障の恐れがあります。
転用禁止

故障や漏電のときに感電をする

アース工事をすること

おそれがあります。

フィルタやオプション品（別売

ぬれた手で、制御盤に触れない感電のおそれがあります。

品）はニッポー指定品を使用する
指定以外の部品を使用すると、事故指定部品や故障のおそれがあります。
使用

ぬれた手禁止工事や試運転が正しくされているか確認する
不備があると感電や火災のおそれがあります。
工事・
試運転確認

作業時以外は端子台部のカバーをする
感電のおそれがあります。
作業以外
カバーをする

N5299-185Q V1.42

19

２梱包を開ける

２－１

付属品■ 次の付属品があることを確認してください。
■ 付属品はなくさないでください。

20

本体

制御盤取り付け用ネジ
３本

測定用ホース(黒)（２０ｍ or ４０ｍ）
※形式により異なる

校正用ホース(透明)（１０ｍ）

ドレンポット１個（手動校正の場合）２個（自動校正の場合）

フィルタ
１個（手動校正の場合）２個（自動校正の場合

取扱説明書（基本編＋応用編）
2冊

注意事項説明書（別書）
１枚（Ａ４）

N5299-185Q V1.42

２

梱包を開ける２－２

工事に必要なもの■ 工事の前に、必要に応じて以下のものを用意してください。

■ 接続コード
用途電源コード
制御コード

仕様

ＣＶまたはＶＣＴＦ
２．０ｍｍ２以上 ２心ＣＶＶまたはＶＣＴＦ
０．７５ｍｍ２以上 ２心N5299-185Q V1.4221

３

取り付け

３－１

取り付け場所■ 次の注意を守り、取り付け場所を選定してください。
◎ ボード、または壁面に垂直に固定できる場所に取り付けてください。
◎ 高温、多湿となる場所は避けてください。
◎ 地面付近は避けてください。
固定できない場所
高温・多湿
地面付近

３－２

本体の取り付け方法■ 以下の方法で、壁に取り付けてください。

右図のように、CO2 ナビの上部と下部を付属のねじ（3 本）で壁面に取り付けてください。
※取付金具は出荷時に内側に固定してありますので、ドライバーでビスを緩めて、金具を外側に付け直してください。

22N5299-185Q V1.42

３取り付け３－３ホースの取り付け方法※同梱の２０ｍのホースを切って使用して下さい。
不足の場合は販売店経由でご購入下さい。

炭酸ガスホース（室内）■ 接続方法盤下側の左側に測定用のホースを挿し込みます。
反対側は室内につるし、フィルタをつけます。
※ホースは折れない様にしてください。空気が通らなくなります。

配管

下り勾配

現在の濃度ppm

○

高低
Ｈ：Ｍ

出力1採気口(測定箇所)

機能

出力2設定

校正

運転

曲げ半径は出来るだけ小さく○

炭酸ガス校正用ホース（屋外）■ 接続方法（機種によります）
盤下の右側に外気校正用のホースを挿し込みます。
反対側は屋外につるし、フィルタをつけます。
※ホースは折れない様にしてください。空気が通らなくなります。

N5299-185Q V1.42

配管

現在の濃度ppm

高低Ｈ：Ｍ

出力1機能

出力2設定

校正

運転採気口
(屋外)

23

３取り付け３－４フィルタの取り付け■ 付属の取付フックを使って、取り付けを行ってください。
[フィルタセット品]①フィルタ（本体）×１②取付フック×２③取付用ネジ×２①②③

取付フックがない場合

取付フックを付けた場合▲ﾌｨﾙﾀの荷重で●壁面等に固定可能ﾎｰｽが抜けやすい→ﾎｰｽの抜け防止

ﾌｨﾙﾀ荷重２点留め※取付ﾌｯｸを固定する柱などが無い場合はﾌｨﾙﾀにﾜｲﾔｰ等を巻いて固定し、ﾎｰｽにﾌｨﾙﾀの荷重がかからないようにしてください。

24

N5299-185Q V1.42

３取り付け■ フィルタの奥までホースが挿し込まれていないと、異物を吸ってホースが詰まり、CO2 濃度の測定や校正に影響が出ることがあります。
[ホースの挿し込みが浅い場合]▲異物を吸い込んでしまう
ﾌｨﾙﾀ

ゴミ水滴

ﾎｰｽ

■ ホースを挿し込む際は以下の点に注意してください。
①フィルタの奥までホースを挿し込むこと②軽くホースを引っ張ってもフィルタから抜けないこと
奥に挿し込むことでフィルタ内のパッキンがホースを固定します。

【ﾌｨﾙﾀ分解写真】

ﾊﾟｯｷﾝ③ホースが奥まで入りにくい場合は、ホースをねじりながら挿し込むこと

N5299-185Q V1.4225

４

電気配線の施工● 機器の設置工事・電気工事・試運転は、必ずお買い上げの販売店または工事業者が行ってください
工事や試運転はお客様自身では行わないでください。

警 告

不備があると、感電や火災の恐れがあります。
● 火災予防条例、電気設備に関する技術基準、電気工事はそれぞれ指定の工事業者に依頼するなど法令の基準を必ず守ってください
法令違反になる場合や施工不備により、感電、漏電、動作不良または火災のおそれがあります。

注意● 作業後は端子台部のカバーをしてください
感電のおそれがあります。

■ 以下に従って、電気配線の施工をしてください

４－１

端子台部端子配置図■ 使用する端子台の配置を示します。
■

４－２

電源・アース注意● アース工事を確実に行ってください
故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

■ 電源・アース端子台は、端子台部の左側にあります。
■ コードは、ＣＶまたはＶＣＴＦ２．０ｍｍ２以上の電線を使用してください。
■ アースは必ず接続してください。
アース端子にはＤ種接続工事を施し、建屋の鉄骨柱にも、アース端子と接続してください。

26

N5299-185Q V1.42

４

電気配線の施工

４－３

換気装置■ 配線にはＶＣＴＦ０．７５ｍｍ２以上の電線を使用してください■ 接続方法CO2 ナビ端子台部の「出力１」に１台目の機器を接続します。
◎無電圧接点信号が出力されます。

換気装置

ＣＯ２ナビ
出力１

電源ＡＣ２００Ｖ
または１００Ｖ(例)負荷が１０Ａ以下（抵抗負荷）７.５Ａ以下（誘導負荷）の場合

ＣＯ２ナビ
出力１換気装置
電磁開閉器
電源ＡＣ２００Ｖ
または１００Ｖ

お知らせ(例)負荷が１０Ａ以上（抵抗負荷）
７.５Ａ以上（誘導負荷）の場合● ひんぱんに運転・停止しないように、ＣＯ２ナビには「保護機能」があり以下のように動作します。
例）①動作を開始したら、最低５分間は換気を継続する
高濃度リミットが作動、または運転／停止ボタンを押した場合は停止します。
②換気を停止したら、５分間は換気しない。
保護機能が必要ない場合は、パラメータ設定で０分にしてください。
N5299-185Q V1.4227

４

電気配線の施工

４－４

２台目の換気装置■ 接続方法
出力２を２台目の換気装置を時間差で動作させたい場合は、端子台部の「出力２」に制御装置を接続します。
◎無電圧接点信号が出力されます。
パラメータＦ００７の割り付けを“２”にします。
出力１ＯＮ後１０秒遅れてＯＮし、ＯＦＦから３０（Ｆ０３２）秒遅れてＯＦＦします。

４－５

警報出力

■ 接続方法端子台部の「出力２」の無電圧警報接点出力にブザーなどを接続します。

注意

負荷から発生するノイズで本器が誤動作することがあります※次のような場合には、スパークキラー（納入範囲外）を取付けて誤動作を防いで下さい。
本器の制御出力で、電磁開閉器・モーター・ソレノイド等の誘導負荷を開閉している場合。
また、本器の制御外で同じ電源ラインに誘導負荷がある場合。

N5299-185Q V1.42

誘導負荷スパークキラー

本装置

誘導負荷スパークキラー

電源

28

５試運転
● 機器の設置工事・電気工事・試運転は、必ずお買い上げの販売店または工事業者に依頼してください

警告

工事や試運転はお客様ご自身では行わないでください。
不備があると、感電や火災のおそれがあります。

● ぬれた手で、制御盤に触れないでください
感電のおそれがあります。

警告● 工事や試運転が正しくされているか確認してください
不備があると感電や火災のおそれがあります。
● センサーやオプション品（別売品）もニッポー指定品を使用してください
指定外の部品を使用すると、事故や故障のおそれがあります。

５－１

時計の設定

■ 取扱編５－６を参照

５－２

換気装置の試運転■ 取扱編５を参照
現在の濃度より設定を高くすると OFF し、低くすると ON します。

N5299-185Q V1.42

29

６

設定項目・画面一覧■ 設定項目一覧です。
設定内容の確認や、設定した値を記入するなど、お役立てください。

６－１

設定名前初期値

設定範囲

分解能

ステップ１上限設定

40010～1000010ppm

ステップ１下限設定

3800～999010ppm

ステップ２上限設定

40010～1000010ppm

ステップ２下限設定

3800～999010ppm

ステップ３上限設定

40010～1000010ppm

ステップ３下限設定

3800～999010ppm

ステップ４上限設定

40010～1000010ppm

ステップ４下限設定

3800～999010ppm

ステップ１副制御上限設定*140010～1000010ppm

ステップ１副制御下限設定*13800～999010ppm

ステップ２副制御上限設定*1

40010～1000010ppm

ステップ２副制御下限設定*13800～999010ppm

ステップ３副制御上限設定*1

40010～10000

10ppm

ステップ３副制御下限設定*1

3800～9990

10ppm

ステップ４副制御上限設定*1

40010～10000

10ppm

ステップ４副制御下限設定*13800～999010ppm＊１：出力２割り付け(F007)が副制御のときのみ有効です。

30N5299-185Q V1.42(記入してください)６

設定項目・画面一覧

表示
番号

名前F000

初期値

範囲

分解能

ソフトウェア
バージョン

---

F001

CO2 手動補正値

--

5 ppm

F002

自動校正

ON

ON/OFF－F003

自動校正間隔1１～60 日

1日

校正間隔

F004

自動校正時刻130～23

1 時間補正を掛ける時刻

F005

校正基準 CO2濃度

400

PV/0～600

5 ppm

自動校正で記憶する
基準濃度（これとの差を記憶する）

CO2 シフト値（メーカー専用）

0-1000～1000

5 ppm

使用しないでください

1

0:１と連動（2 台目）
1:１から 5 秒後ＯＮ（発生器や循環扇、電圧降下不着火防止）ＯＦＦは即
2:１から 10 秒後ＯＮ（発生器や循環扇、電圧降下防止）
出力２停止・遅延時間(F032)経過後ＯＦＦ
3:CO2 上限警報
4:CO2 下限警報
5:警報発生時ＯＮ
6:ﾄﾞﾚﾝﾎﾟｯﾄ排水
7:施用＋排出動作
8:副制御（施用）
9:副制御（換気）10：出力 1 交互動作
11：自動校正ﾕﾆｯﾄ

F006
F0070～11

備考例）V1.00 の場合“V1.00”測定を表示し、その値を増減する。自動校正をＯＮにしている場合は、上書きされる。
ON:使用
OFF:不使用

出力２割り付け

0F008

出力１最低 ON 時間

30～1201分

機器保護

F009

出力１最低 OFF 時間

30～1201分

機器保護
どちらか 0 で間欠不使用
大容量発生器ｵｰﾊﾞｰｼｭｰﾄ対応

F010
出力１間欠 ON 時間

00～3600

10 秒

F011

出力１間欠 OFF 時間

00～3600

10 秒

F012

CO2 上限警報

10000

0～10000

10ppm

F013

CO2 下限警報

300

0～10000

10ppm

F014

施用感度

2010～50010ppm

F015

排出感度5010～50010ppm

N5299-185Q V1.4231F016

伝送ｽｹｰﾘﾝｸﾞ Lo

00～10000

10ppm

4mA 出力値

F017

伝送ｽｹｰﾘﾝｸﾞ Hi

50000～10000

10ppm

20mA 出力値

F018

最大ステップ数

11～41

通信方式

PC

PC/HoSt/SLv－スレーブ番号

21

固定

1F021

表示消灯機能

00～1

1F022

伝送出力選択

00～1

1F023

運転ボタンＯＦＦ時

00～2

1F019

F020

ポンプ動作
F024

消毒停止開始時刻

19：00

0：00～23：59

5分

F025

消毒停止終了時刻

2：00

0：00～23：59

5分

消毒停止モード

00～2

1F027

自動校正フロー

10～1

1F028

CO2 量的施用を使用

00～1

1F026

F029

1 時間当たりのCO2 投入量

F030

1 時間当たりのCO2 発生量

0.1
3.0

0.5～20.0kg/h/10ｱｰﾙ

8.0

1.0～90.0

0.1kg/h

F031

ハウス面積

205～1001 ｱｰﾙ

F032

出力 2 停止遅延時間

10～901分

F033

センサー使用開始日

出荷
設定日--

※F028～F031 は施設園芸用

32

N5299-185Q V1.42

変更時ｽﾃｯﾌﾟの設定が初期化
PC：ＰＣ垂れ流し
HoSt：1 対 n 通信（日射、ＰＣ変換）
SLv：子機
０： ﾎｽﾄ１～：ｽﾚｰﾌﾞ
ﾘｻﾞｰﾌﾞ済み
10:外気温度湿度
20:CO2NAVE ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ
21:CO2 NAVE
30:ﾐｽﾄ式飽差
31:換気式飽差
80:日射ｾﾝｻｰ
95:PC ﾃﾞｰﾀ変換器
96:ﾃﾞｰﾀﾃｸﾉﾛｼﾞ製
気象測器
0：機能 OFF1：機能 ON
0：測定値
1：制御
0：計測続行
1：ﾎﾟﾝﾌﾟ停止
2：外気測定0：機能 OFF
1：ﾎﾟﾝﾌﾟ OFF
2：外気測定0：不使用
1：使用
0：使用しない
1：使用する

ＭＥＭＯ

N5299-185Q V1.4233

ＭＥＭＯ34

N5299-185Q V1.42

ＭＥＭＯ

N5299-185Q V1.4235

お問い合わせは下記へ
TEL 0120-963-166
携帯電話･PHS･IP 電話からはこちらから

TEL 048-255-0066

株式会社ニッポー
ホームページe-mailhttp://www.nippo-co.com/
info@nippo-co.com

本社営業部

TEL:048-255-0066 FAX:048-253-2793〒332-0015

埼玉県川口市川口 2-13-20

中部営業所

TEL:0533-56-8407 FAX:0533-56-8408〒442-0068

愛知県豊川市諏訪 2-425 ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ 3 階 D号室

大阪営業所

TEL:06-6375-2201 FAX:06-6375-2205〒530-0014

大阪市北区鶴野町 4 ｺｰﾌﾟ野村梅田 A-223

島根営業所

TEL:0854-52-2478 FAX:0854-52-1142〒699-1822島根県仁多郡奥出雲町下横田 750-1

TEL:048-253-2788 FAX:048-253-2793〒332-0015

埼玉県川口市川口 2-13-20

島 根 工 場TEL:0854-52-0066 FAX:0854-52-1142〒699-1822島根県仁多郡奥出雲町下横田 750-1

熊本営業所

TEL:096-273-6233 FAX:

〒861-4113

熊本県熊本市南区八幡 11-1-11

本社

ｾﾄﾚ八幡 202 号室
高知営業所

TEL:088-855-7481 FAX:

〒783-0004

高知県南国市大そね甲 2293-1
ﾌﾛｰﾗﾙ赤堤 201 号室※ 住所・電話番号などは、変更になることがあります。あらかじめご了承下さい。

36

N5299-185Q V1.42