VEGAFLEX SERIESVEGAFLEX 81 / VEGAFLEX 82 / VEGAFLEX 83 / VEGAFLEX 86

ガイドウェーブ式レベルメータ
GUIDED WAVE RADAR TYPE LEVEL METER

狭所に設置でき、蒸気や粉塵など従来難しかったアプリケーションでも安定測定します !

CAT.No.ZZ-324-2201J

VEGAFLEX SERIES
測定原理
マイクロ波をプローブに発射すると、マイクロ波はプローブを媒体として測定物表面に向かって高速に進み、測定物表面でマイクロ波が反射されセンサに戻ってきます。
この伝播時間を測定物までの距離に換算します。

特長● 粉体・粒体・液体・界面等に使用出来ます。
（VEGAFLEX 81、VEGAFLEX 82）● 最大測定スパンが 75m で巨大タンクにも対応します。
（VEGAFLEX 83）では食品、化学分野で最適● PFAコーティング仕様● 耐熱 450℃、耐圧 40MPaの高温高圧の環境下でも安定測定（VEGAFLEX 86）

VEGAFLEX LINEUPVEGAFLEX 81 液

VEGAFLEX 82 粉

VEGAFLEX 83 液

液面、界面の測定汎用モデル。

唯一の粉体測定モデル。最大測定75m

検出部材質テフロンは、化学・食品様々な分野で使用可能。のため巨大タンクにも使用可能。

分野に最適。

ロッドタイプ（Max.6m）

ロッドタイプ（Max.4m）

ワイヤータイプ（Max.75m）

同軸チューブタイプ（Max.6m）

102

ロッドタイプ（Max.6m）

ワイヤータイプ（Max.75m）

ワイヤータイプ（Max.32m）

ガイドウェーブ式レベルメータ

Guided wave radar type level meter

共通仕様
電 源 電 圧 ：2 線式 DC9.6 ～ 35V／4 線式 AC90 ～ 253V
出 力 信 号 ：DC4 ～ 20mA HART

第2出力
(液面)

※ 第 2 出力（オプション）
第1出力
(界面)

電 線 取 出 口 ：M20×1.5

界面測定機能を装備（VEGAFLEX 81、83、86）VEGAFLEX 86 液
高温・高圧対応モデル。石油化学や発電所など過酷な環境でも安定測定。

HOUSINGハウジング

ハウジング材質は、プラスチック、アルミニウム、ステンレス鋳造、ステンレス電解研磨4種より選択可能。

PLASTICALUMINIUM

プラスチック

アルミニウムPRECISION CASTINGELECTROPOLISHED

ステンレス鋳造

ステンレス電解研磨

PROTECTIVE COVER
日除けカバー

オプションで直射日光からアンプを保護する日除けカバーも装着可能。

PLICSSH.A
ロッドタイプ（Max.6m）

PLICSSH.B

ワイヤータイプ（Max.60m）

2

VEGAFLEX SERIESVEGAFLEX 81
外形図

DIMENSIONS

ハウジング
プラスチック

φ79

116
φ86

ハウジング
アルミニウム

125

φ86

ハウジング
アルミニウム100

100

2222227

123
227

116

123

φ79

125

123
168
22

ハウジング
プラスチック

同軸チューブ仕様
温度アダプタ付

168

ハウジング
アルミニウムφ86

同軸チューブ仕様

125

116

ロッド仕様
温度アダプタ付

227

ハウジング
プラスチック

φ79

ロッド仕様

168

ワイヤー仕様温度アダプタ付

22ワイヤー仕様

仕様

SPECIFICATION
測定物

液体／界面

電源電圧

2 線式：9.6～35V DC、4 線式：90～253V AC

プローブ仕様/ 最大長
出力信号

ワイヤー：0.5 ～ 75m

ロッド：0.3 ～ 6m ※同軸チューブ ：0.3 ～ 6m ※4 ～ 20mA DC HART
FKM：-40 ～ 150℃

シール材 /FFKM（カルレッツ）：-20 ～ 150℃

プロセス温度FFKM（カルレッツ）／ 温度アダプタ付：-20 ～ 200℃
EPDM：-40 ～ 150℃

許容周囲温度-40 ～ 80℃

取付規格

ねじ込み：G3/4B 以上、フランジ 25A 以上

検出部材質

SUS316 ／ SUS316L

測定可能比誘電率
測定精度

εs>1.6（ワイヤー／ロッド）
εs>1.4（同軸チューブ）±2mm

プロセス圧力-0.1 ～ +4MPa

電線取出口

M20×1.5

ハウジング材質

プラスチック／アルミニウム／SUS316L

保護等級

IP66 ／ IP67（プラスチックの場合）

国内防爆準備中※ 梱包荷姿が 3m を超えるものは別途チャーター料が必要です。

3LLLLL
100100L

φ4型式対照表CONFIGURATIONF X81. I X E T B FH X K M A X
コードNo.

①② ③④⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

① 常にＩ
② 防爆
X：なし
③ ガイドタイプ／材質
B：交換可能ワイヤー／SUS316 ウエイト付／SUS316L（φ2mm）
A：交換可能ワイヤー（φ4mm）／SUS316 ウエイト付／SUS316L
E：交換可能ロッド （φ8mm）／SUS316L
L：同軸チューブ（φ21.3mm）／SUS316L
P：同軸チューブ
（φ42.2mm）／SUS316L④ 取付規格／材質
TB：G3/4B ／SUS316L
JD：JIS 10K 50A RF
TF：G1B ／SUS316L
JH：JIS 10K 80A RF
TI ：G1・1/2B ／SUS316L
JP：JIS 10K100A RF⑤シール材質／プロセス温度
F：FKM ／ -40 ～ 150℃
D：FFKM（カルレッツ）／ -20 ～ 150℃
K：FFKM（カルレッツ）温度アダプタ付／ -20 ～ 200℃
H：EPDM ／ -40 ～ 150℃
⑥ 電源／出力
H：2 線式 電源：9.6 ～ 35V DC、出力：4 ～ 20mA DC
B：4 線式 電源： 90 ～ 253V AC、出力：4 ～ 20mA DC⑦ 第 2 出力
X：なし
Z：2 線式 電源：9.6 ～ 35V DC、出力：DC4 ～ 20mA
⑧ ハウジング材質
K ：プラスチックシングルチャンバー
A ：アルミニウムシングルチャンバー
D ：アルミニウムダブルチャンバー
V ：ステンレスシングルチャンバー（鋳造）8 ：ステンレスシングルチャンバー（電解研磨）⑨ 電線取出口M：M20×1.5（適合ケーブル径：φ5 ～ 9mm）
S：M20×1.5（適合ケーブル径：φ6 ～ 12mm）⑩ 表示・操作モジュール（PLICSCOM）
X：なし
A：あり
K：あり（Bluetooth通信対応）
⑪ 証明書
X ：なし
M：あり

VEGAFLEX 82
DIMENSIONS

外形図

116
φ86116φ86

ハウジング
アルミニウム125
261

125116φ86

ハウジング
アルミニウム

249

191

ロッド仕様
温度アダプタ付

125

ハウジング
アルミニウム

150

150

LL

L

L

2730

1620125

ハウジング
アルミニウム

ロッド仕様

30116
φ86

ワイヤー仕様温度アダプタ付

203

ワイヤー仕様仕様

SPECIFICATION
測定物

粉体

電源電圧

2 線式：9.6 ～ 35V DC、4 線式：90 ～ 253V AC

プローブ仕様 /ワイヤー ：0.5 ～ 75m

最大長ロッド出力信号

4 ～ 20mA DC HART

シール材 /
プロセス温度：0.3 ～ 6m※

FKM ：-40 ～ 150 ℃
EPDM：-40 ～ 150 ℃
FFKM（カルレッツ）：-20 ～ 200 ℃

許容周囲温度-40 ～ 80℃

取付規格

ねじ込み：G3/4B 以上、フランジ 50A 以上

検出部材質

SUS316 ／ SUS316L

測定可能比誘電率εs >1.5（ワイヤー / ロッド）

測定精度

±2mm

プロセス圧力-0.1 ～ +4MPa

電線取出口

M20x1.5

ハウジング材質

プラスチック／アルミニウム／ SUS316L

保護等級

IP66 ／ IP67（プラスチックの場合）

国内防爆準備中※ 梱包荷姿が 3m を超えるものは別途チャーター料が必要です。

型式対照表

CONFIGURATION

FX82.IXFTIFHX ASX X
コードNo.

①② ③④⑤⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

① 常にＩ
② 防爆
X：なし
③ ガイドタイプ／材質
A ：交換可能ワイヤー（φ4mm）／SUS316 ウエイト付／SUS316L
F ：交換可能ワイヤー（φ6mm）／ SUS316 ウエイト付／ SUS316L
H：交換可能ロッド（φ16mm）／SUS316L④ 取付規格／材質
TB：G3/4B／SUS316L
TF ：G1B／SUS316
TI ：G1･1/2B／SUS316L
JD ：JIS 10K 50A RF
JH ：JIS 10K 80A RF
JP ：JIS 10K100A RF⑤ シール材質／プロセス温度
F：FKM／-40 ～ 150℃
K：FFKM（カルレッツ）温度アダプタ付／-20 ～ 200℃
H：EPDM／-40 ～ 150℃
⑥ 電源／出力
H：2 線式 電源：DC9.6 ～ 35V、 出力：DC4 ～ 20m
B：4 線式 電源：90 ～ 253V AC、出力：4 ～ 20mA DC⑦ 第2出力X：なし
Z：2 線式 電源：9.6 ～ 35V DC、出力：DC4 ～ 20mA
⑧ ハウジング材質
K ：プラスチックシングルチャンバー
A ：アルミニウムシングルチャンバー
D ：アルミニウムダブルチャンバー
V ：ステンレスシングルチャンバー（鋳造）8 ：ステンレスシングルチャンバー（電解研磨）⑨ 電線取出口M：M20×1.5（適合ケーブル径：φ5 ～ 9mm）
S：M20×1.5（適合ケーブル径：φ6 ～ 12mm）⑩ 表示・操作モジュール（PLICSCOM）
X：なし
A：あり
K：あり（Bluetooth 通信対応）
⑪ 証明書
X ：なし
M：あり

4

VEGAFLEX SERIESVEGAFLEX 83
外形図

DIMENSIONS

L

121.5

測定物

液体／界面（耐腐食用）

電源電圧

2 線式：9.6 ～ 35V DC、4 線式：90 ～ 253V AC
ワイヤー（PFAコーティング）：0.5～32m（φ4mm）：0.3～4m（φ10mm）※
ロッド（PFAコーティング）

出力信号

4 ～ 20mA DC HART

シール材 / プロセス温度

高密度 PTFE：-40 ～ 150℃

許容周囲温度-40 ～ 80℃

取付規格

フランジ 25A 以上、ヘルール1 以上

検出部材質

SUS316（PFA コーティング）

測定可能比誘電率εs>1.6（ワイヤー／ロッド）

測定精度

±2mm

プロセス圧力-0.05 ～ +1.6MPa

電線取出口

M20×1.5

ハウジング材質

プラスチック／アルミニウム ／ SUS316L

保護等級

IP66 ／ IP68（ステンレスの場合）

国内防爆準備中※ 梱包荷姿が 3m を超えるものは別途チャーター料が必要です。

φ10.1

φ20仕様

SPECIFICATION

5φ40L

L

121.5

φ10.1

φ20

プローブ仕様 / 最大長186

φ64φ40L

φ10

ステンレス

123

3φ64

φ96

ハウジング

φ80

ステンレス

123

123
21616186123
φ96152.52φ80

ステンレス

3φ80

ステンレスへルールロッド仕様

ハウジング

186

φ80

へルールワイヤー仕様

ハウジング

186

フランジロッド仕様

ハウジング

152

フランジワイヤー仕様

型式対照表

CONFIGURATIONF X8 3 . I X B PA X H X 5 M A X
コードNo.

① ② ③④⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

① 常にＩ
② 防爆
X ：なし
③ ガイドタイプ／材質
B ：ワイヤー（φ4mm）PFAコーティング／SUS316 ウエイト付／PFAコーティング
E ：ロッド（φ10mm）PFAコーティング／SUS316L④ 取付規格 / 材質
QD ： JIS 10K 50A RF 高密度 PTFEフレア付／ SUS316L
QE ： JIS 10K 80A RF 高密度 PTFEフレア付／ SUS316L
QF ： JIS 10K100A RF 高密度 PTFEフレア付／ SUS316L
高密度 PTFEフレア付／ SUS316L
P1 ：ヘルール 1･1/2S
高密度 PTFEフレア付／ SUS316L
PA ：ヘルール 2S
高密度 PTFEフレア付／ SUS316L
PB ：ヘルール 2･1/2S⑤ シール材質／プロセス温度
X ：高密度 PTFE/- 40 ～ 150 ℃⑥ 電源／出力
H：2 線式 電源：9.6 ～ 35V DC、出力：4 ～ 20mA DC
B：4 線式 電源：90 ～ 253V AC、出力：4 ～ 20mA DC⑦ 第 2 出力
X ：なし
Z ： 2 線式 電源： 9.6 ～ 35VDC 、出力： 4 ～ 20mA DC⑧ ハウジング材質
K ：プラスチックシングルチャンバー
A ：アルミニウムシングルチャンバー
D ：アルミニウムダブルチャンバー
V ：ステンレスシングルチャンバー（鋳造）8 ：ステンレスシングルチャンバー（電解研磨）⑨ 電線取出口M：M20×1.5（適合ケーブル径：φ5 ～ 9mm）
S： M20×1.5（適合ケーブル径：φ6 ～12mm ）⑩ 表示・操作モジュール（ PLICSCOM ）
X ：なし
A ：あり
K ：あり（ Bluetooth 通信対応）
⑪ 証明書
X ：なし
M ：あり

VEGAFLEX 86
外形図

DIMENSIONS

ハウジング
アルミニウム116φ86125125360

液体／界面（超耐熱）

電源電圧

2 線式：9.6 ～ 35V DC、4 線式：90 ～ 253V AC
ワイヤー： 0.5 ～ 60m

ロッド：0.3 ～ 6m ※同軸チューブ：0.3 ～ 6m ※4 ～ 20mA DC HART
セラミックグラファイト：-196 ～ 280 ℃

シール材 / プロセス温度

セラミックグラファイト：-196 ～ 450 ℃

PEEK-FFKM（カルレッツ）：-20 ～ 250 ℃
許容周囲温度-40 ～ 80 ℃

取付規格

ねじ込み：G1B 以上、フランジ 50A 以上

検出部材質

SUS316／SUS316L

測定可能比誘電率L35L

L

100.535

測定物

出力信号

ハウジング
アルミニウム100

L100.5仕様

SPECIFICATION

プローブ仕様 / 最大長116
φ862035435

12536935100

L100.5ハウジング
アルミニウム116
φ86

同軸チューブ仕様 Max.280℃

125

ハウジング
アルミニウム116
φ86

ロッド耐熱仕様 Max.450℃

360

ハウジング
アルミニウム116
φ86

ロッド仕様 Max.280℃

125

ワイヤー耐熱仕様 Max.450℃

444

ワイヤー仕様 Max.280℃

εs>1.6（ワイヤー／ロッド）
εs>1.4（同軸チューブ）

測定精度

±2mm

プロセス圧力-0.1 ～ +40MPa

電線取出口

M20×1.5

ハウジング材質

プラスチック／アルミニウム／ SUS316L

保護等級

IP66 ／ IP67（プラスチックの場合）

国内防爆

準備中

※ 梱包荷姿が 3m を超えるものは別途チャーター料が必要です。

型式対照表

CONFIGURATIONF X8 6.I X HJ P1H X ASA X
コードNo.

①② ③④⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩⑪① 常にＩ② 防爆
X ：なし③ ガイドタイプ／材質
B ：交換可能ワイヤー（φ2mm）／SUS316 ウエイト付／SUS316L
A：交換可能ワイヤー（φ4mm）／SUS316 ウエイト付／SUS316L
H：交換可能ロッド（φ16mm ）／ SUS316L
P：同軸チューブ（φ42.2mm ）／ SUS316L④ 取付規格／材質
TM： G1B ／ SUS316L JH ： JIS 10K 80A RF
JD ： JIS 10K 50A RF
JP ： JIS 10K100A RF⑤ シール材質／プロセス温度
1 ：セラミックグラファイト／ -196 ～ 280 ℃
2 ：セラミックグラファイト／ -196 ～ 450 ℃
3 ： PEEK-FFKM（カルレッツ）／ -20 ～ 250 ℃⑥ 電源／出力
H：2 線式 電源：9.6 ～ 35V DC、出力：4 ～ 20mA DC
B：4 線式 電源：90 ～ 253V AC、出力：4 ～ 20mA DC⑦ 第 2 出力
X ：なし
Z ： 2 線式 電源： 9.6 ～ 35V DC 、出力： 4 ～ 20mA DC⑧ ハウジング材質
K ：プラスチックシングルチャンバーA ：アルミニウムシングルチャンバー
D ：アルミニウムダブルチャンバー
V ：ステンレスシングルチャンバー（鋳造）8 ：ステンレスシングルチャンバー（電解研磨）⑨ 電線取出口
M： M20×1.5（適合ケーブル径：φ5 ～ 9mm ）S ： M20×1.5（適合ケーブル径：φ6 ～ 12mm ）⑩ 表示・操作モジュール（ PLICSCOM ）
X ：なし
A ：あり
K ：あり（ Bluetooth 通信対応）
⑪ 証明書
X ：なし
M ：あり

6

設定

SET UP
レベル計に装備されている PLICSCOM により、直接キーボードで設定可能

VEGACONNECT（オプション）本体をセンサに装着する事によりPCとの高速通信が可能
Option装着
右に回してロック

キーボード

接続図

CONNECTING
センサ

Bluetooth通信

BluetoothBluetooth 通信により、はしごなどを使わず安全な場所から各種I−設定を行うことが出来ます。
Option+ 電源：AC85～264V

min.250 Ω

出力：DC4-20mA

ノートパソコンタブレット
スマートフォンVEGACONNECT（オプション）※専用アプリ（VEGATools）は Appstoreや Googleplayからダウンロード可能

外部ディスプレイユニット

VEGADIS 81/ 82
外部ディスプレイを採用することで、センサから離れた場所で表示確認及び設定が行えます。 Option● VEGADIS 81● VEGADIS 82④②③ Max.50m

③②

①
④

①
① 電源／信号出力②センサ① 電源／信号出力② VEGADIS 82③ 接続ケーブル④ VEGADIS 81③ 4-20mA HART信号ケーブル④センサ