歯科用シーリング・コーティング材
歯科用知覚過敏抑制材料
歯科用象牙質接着材

操作ステップハイブリッドコートⅡ
ハイブリッドコートⅡの操作
混合塗布・エアーブロー

光照射器の種類バキューム

乾かないように1〜3滴

光照射
ハロゲン系照射器

5秒

LED照射器5秒（400mW/cm2以上）

コートスポンジまたはコートブラシでリキッドを攪拌・混合

歯肉は粘膜保護材等で保護してください。 混合液を１０〜20秒間塗布後、（1000mW/cm2以上）

健 保 適 用5〜10秒間エアーブロー

未重合層の除去、印象採得

仮封・仮着
印象採得後テンポラリークラウンを作製する場合やレジン系仮着材を使用する場合は、コーティング面に接着することがあります。
あらかじめ、ウォッシャブル セップなどの水溶性分離材を塗布してください。

形成後のコーティング材として使用する場合
アルコール綿球で未重合層を除去し、印象採得

分 離 材にはボンディング材として使用する場合

ハイブリッドコートⅡ表面の未重合層を除去せずにコンポジットレジンを充填し、添付文書等に従って硬化させてください。

包装・価格

保険診療の新たな提案

ハイブリッドコートⅡ セット
5mL
160粒
10本
5枚&g
Cni
loatiaeSng

コーティング表面を固く絞ったアルコール綿球で未重合層を除去してください。

リキッド
コートスポンジ
コートブラシV型ダッペン

ingzitissen

ウォッシャブル セップ

知覚過敏抑制材として使用する場合

標準価格 ￥18,700

Since1982

De

コートスポンジ
1個照射時間「コーティング処置」で歯を守る！

単品

リキッド 5mL

コートスポンジ 160粒 コートブラシ 100本

¥16,000¥3,000¥3,850

歯科の未来を創造するサンメディカルのテクノロジー「4-META monomer」は、良質な樹脂含浸層を形成する接着促進「Amino-acid catalyst」は、親水性アミノ酸系重合開始剤です。

モノマーです。

湿潤した歯質界面から優れた重合開始能を示す当社独自の技術です。
Since1982

歯科用分離材 ウォッシャブル セップ（一般医療機器） 医療機器届出番号 25B2X00005000005
歯科用象牙質接着材 スーパーボンド Dライナーデュアル（管理医療機器） 医療機器承認番号 21000BZZ00386000
歯面処理材 ティースプライマー（管理医療機器） 医療機器認証番号 222AFBZX00100000

歯科用シーリング・コーティング材（歯科用知覚過敏抑制材料）（歯科用象牙質接着材） ハイブリッドコートⅡ（管理医療機器） 医療機器認証番号 221AFBZX00106000

歯科接着用レジンセメント スーパーボンド（管理医療機器） 医療機器認証番号 221AABZX00115000
歯科用エッチング材 表面処理材グリーン（管理医療機器） 医療機器認証番号 21600BZZ00589000

スーパーボンド®をはじめ多くの製品に採用しています。

容量 10mL

標準価格 ¥2,000■ご使用に際しては、必ず添付文書等をお読みの上、正しくお使いください。 ■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。 ■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。 ■標準価格・表示記載は2023年4月3日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

■製造販売

ハイブリッドコートⅡの情報がご覧いただけます。
www.sunmedical.co.jp

サ ンメ ディカ ル

検索

スマートフォンからのアクセスはコチラ →■発売（医療従事者様専用）

E451-01

Bondingシ

過敏抑制
知覚ディング
ボン

グ

３つの用途に使えるシーリング・コーティング材

グ・コーティ
ンリンー

ハイブリッドコートⅡは歯質表面を薄く硬い被膜でコーティングし、形成後の外来刺激や二次う蝕から歯質を守ります。
シーリング・コーティング以外にも知覚過敏抑制材、ボンディング材としても健保適用となりました。

形成後の生活歯を外来刺激や二次う蝕から守る

コートスポンジ・コートブラシのメリット

擦過痛を防ぐ細菌の感染を防ぐ

ハイブリッドコートⅡは形成後の生活歯に対し薄く、硬く、しなやかで丈夫な被膜を形成します。

コートスポンジおよびコートブラシには親水性アミノ酸系重合開始剤を象牙質配合しています。

その1 歯質界面の水分含有量に関わらず重合・硬化する

冷水・エアーの刺激を防ぐ

歯髄

健全象牙質はもちろん、より水分水分の多い環境下でも重合

コートスポンジを多く含むう蝕影響象牙質に対しても、高い接着性を示します。

親水性重合開始剤
健全象牙質

支台歯の清掃時や修復物の試適時などに生じる物理的な刺激を硬い被膜で予防します。また、形成された被膜は長期に渡る耐久性があることを確認しています。
ハイブリッドコートⅡ塗布後の封鎖された象牙細管

開口した象牙細管

良 質な樹 脂 含 浸 層が二 次う蝕から歯質を保護
コーティング膜表面コーティング層

低粘性のリキッドが象牙質に浸透して良質な樹脂含浸層を生成し、接着封鎖することで細菌の侵入を阻止します。

象牙質

塗布

う蝕影響象牙質

臼歯遠心部や隣在歯などの影響により照射光が届きにくいところで象牙質も自己重合を促進し硬化します。

Dental Materials Journalにてコートスポンジの効果が報告されています。
コートスポンジを使用した場
合、光照射をしなくても30分後に60％の重合率を示した。

ミュータンス菌【参考】
照射器の照射角度を咬合面に対して90°にした場合と比べて、舌側方向から咬合面に対して60°に光照射した場合、光強度は有意に低下した。

象牙質をしっかりコーティングし、象牙細管が封鎖されることで、歯髄に伝わる外来刺激などが遮断され、疼痛を防ぎます。

表面硬度の比較
ビッカース硬さ（HV）

ハイブリッドコートⅡ

42

当社ボンディング材※

22

象牙質

55

テンポラリークラウン脱着時などの物理的な刺激を遮断します。

※スーパーボンド Dライナーデュアル（自社試験による）ハイブリッドコート（Hybrid Bond）

ブラッシング
15,000回に相当

80％

0％

6ヶ月 1年

2年

3年

4年

5年

なし

02040

60
80
時間（分）

100120

コーティングなし（自社試験による）

高い接着強さ薄 い 被 膜で形 態 へ の 影 響が少ない

モノマー「４−META」が配合され出にくい極薄被膜です。ています。それにより、良質な樹脂含浸層を形成し高い接着強さを発な極薄被膜を均一形成

象牙質への接着強さµTBS (MPa)ハイブリッドコートⅡには、拡散促進

コーティング膜は約3µmなので、形成後の形態に影響がハイブリッドコートⅡ

Since1982

揮します。

修復物

100％

ブラッシング
20,000回に相当

あり

コート
スポンジ

40

コーティングしない象牙質では、象牙細管にミュータンス菌が侵入する可能性があることが実験的に確認されています。
コーティングありボンド
スーパーブラッシング
10,000回に相当

野津ほか：照射エネルギーが接着強さに与える影響 日歯保存誌 58（6）：446〜455, 2015

6020

WAKAMATSU et al. Effect of Polymerization
Accelerator on Dentin Bonding of One-step
Bonding Agent
Dental Materials Journal 26(1): 7-13, 2007

象牙質抑制 率90％

3年間に渡る臨床試験 により、ハイブリッドコート（Hybrid Bond）の高い知覚過敏抑制効果が確認されています。
ハイブリッドコートⅡは改良を加え、被膜耐久性の向上を実現しました。そのため、ハイブリッドコート（Hybrid Bond）と同等以上の知覚過敏抑制効果が期待できます。
※80

【参考】

ッドコートⅡ
ハイブリ

知覚過敏症の長期抑制効果

ハイブリッドコートⅡ

その2 自己重合を促進する

重合率（％）

硬い被膜が生活歯形成後の疼痛を防ぐ

ハイブリッドコートⅡ

36

う蝕影響象牙質35

試験条件：人歯（咬合面にう蝕を伴う大臼歯）#180研磨、37℃水中24時間浸漬、C.H.S1mm/minにて試験

コーティング面へのセメントの接着強さ

さらに、コーティング面に対しても各種接着性レジンセメントが良好に象牙質健全象牙質接着します。

スーパーボンド※S.Suzuki.Clinical Performance of Desensitizers for Dentin Hypersensitivity:IADR General
Session #1590,2006(Brisbane)※イメージ前処理(MPa)

表面処理材グリーン31

ティースプライマー

34

試験条件：コーティング面清掃、37℃水中24時間浸漬、C.H.S1mm/min
にて試験（自社試験による）