名古屋大学タンデトロン加速器質量分析計１号機および２号機の現状（ＪＩ：１．９９７年度）

中村俊夫

小田寛貴

池田晃子
南 雅 代
足 立 守

名古屋大学年代測定資料研究センター１）
名古屋大学年代測定資料研究センター１）
名古屋大学年代測定資料研究センター１）
名古屋大学年代測定資料研究センター１）
名古屋大学年代測定資料研究センター長１）（名古屋大学理学研究科地球惑星科学専攻）２）

１，２）〒４６４­８６０２名古屋市千種区不老町
で１，）で
ʼ Ｉｅ
ʼ １：０５２­７
ʼ １１９­２５７８， Ｆａｘ：０５２­７８９­３０９５２）Ｔｅｌ：０５：：！­７ʼ ８９­２５３０，

Ｆａｘ：０５２­７８９­

キ ー ワ ー ド ： 加 速 器 質 量 分 析 ， タ ン デ ト ロ ン， 加 速 器 年 代 測 定 シ ス テ ム ， 放 射 性 炭 素 ，
１４Ｃ年代測定● ぐ ・ ？
名 古 屋 大 学 に タ ン デ ト ロ ン 加 速 器 質 量 分 析 計 が １ ９ ８ ２ 年 ３ 月 に 導 入 さ れて、 は や １ ６ 年 が経過した．この間、１４Ｃをトレーサーとした環境１４Ｃ濃度分布に関する研究及びさまざまな環境試料の１４Ｃ年代測定に基づく研究が行われ、１９９７年末までの測定数はʼ７、３７１個である ． タ ン デ ト ロ ン 分 析 計 は 、 学 内 共 同 利 用 機 器 と して 研 究 ・ 教 育 に 利 用 さ れ 、 ま た 、

国 内 や ロ シ ア、 マ レ ー シ ア、 ブ ラ ジ ル 、 カ ナ ダ、 ス ー ダ ン を 始 め と す る 諸 外 国 の 研 究者 の 共 同 研 究 の 場 と して も 盛 ん に 利 用 さ れて い る ． 現 在 ま で の 共 同 利 用 研 究 と して、１４Ｃ年代測定では、地質学、堆積学、古環境学、海洋学、地震学、活断層科学、雪氷学、水 理 学 、 考 古 学 、 人 類 学 、 文 化 財 科 学 な どの 分 野 で、 ま た 環 境 １ ４ Ｃ 濃 度 測 定 で は 、 地 球
化学、環境科学、海洋科学、木材科学、保健物理学、食物科学などきわめて幅広い分
野 で 利 用 さ れて い る （ 図 １ ） ． こ れ ら の 研 究 成 果 は 、 名 古 屋 大 学 加 速 器 質 量 分 析 計 業
績報告書Ｉ（１９８９）、ＩＩけ９９１）、Ⅲけ９９２）、ＩＶ（ＴＩ．９９３）、ＶＯ。９９４）、ＶＩ（で１９９５）、Ⅶ（１９９６）、ＶⅢ（１、９９７）で報告されている．さらに、１９９７年３月に搬入されたタンデトロン加速器質量分 析 計 ２ 号 機 は 目 下 調 整 中 で あ り 、 稼 働 を 開 始 す る の は １ ９ ９ ８ 年 の 夏 以 降 を 予 定 して いる．

本報では、名古屋大学タンデトロン加速器年代測定施設のこれまでの利用の概要と
施 設 の 現 状 に つ いて 報 告 す る ．

­ １ ２ ６ ­

１４Ｃ年代測定

核実験起源１４Ｃトレーサー

趙球科学・環億，μ学ｊ

地球丿呼学ｊ

堆積物の１４Ｃ濃度→堆積速度（１９６４年以降）
対流圏・成劈藷駱と大循環

堆 積 物 の年 代 →動 物 化 石の 年 →海 底 林 の年 代 →火 山 灰 の年 代 →→樹木年輪→生物圏の炭素循環→核実験起源１４Ｃの蓄積

活断層の年代→海洋科学ｊ
海水 の年 代 →有孔 虫の 年 代サン ゴ礁 の 年

海水の大環ʼ諺耕ｌｌｌに動氷河学・１９１゛氷学ｊ

数雛鴻図頌難ｎ

水 理 学 ｊ
地下水の年代→起源・移動速度

考古学・人１賢労ｊ
人 骨 の 年代遺 跡 の 年代
食 物 の 年代

→人類の｀ヒニ暫
１７１ｊｉ
３ド

胆作隷：証肖

タン
デトロン
加速器
質量分
析計によｌｌ

７う！２ｉン単科学ｊ

溶存炭酸の１４Ｃ濃度→深層水の大循環
浮遊粒子→海洋生物生産・循環

１１１１
１１１
ｊ
ｉｌｌｌｌｌ．ニフ吻零学ｊ
樹幹の１４Ｃ濃度→樹木の成長速度

深碧物理学・環境生物学ｊ

歯 の １４Ｃ濃度→核実験起源１４Ｃの蓄積→食物代謝
ＲＩ 施 設 周 辺 の 濃 度 → １ ４ Ｃ の 環 境 拡 散９測定ｊｌｌ附加Ｚ：フ学・ニｌｌ？１２゛ｊ右物” 理ｊ
樹木年輪の１４Ｃ濃度→地磁
１４Ｃのｉｎ­ｓｉｔｕ生成→宇ニ５び洵｀・μ学ｊ→核，鉄器の年代→日ｏ へ の 導 入 歴
Ｕ で の 生産 歴ｏ­ｉち・・１．１１１７び！ｌｉ
１ｌの１ｌ
ｉ史資料
ｏ
１Ｕｏ
贋判定

検図１．タンデトロン加速器質量分析計による１４Ｃ測定の学際利用­ １ ２ ７ ­

変動

変動

２．

１“ʼ．

゛ʼ

平成１０年３月においてタンデトロン加速器実験室に所属する教職員・研究員及び学生 を 示 す． カ ッ コ 内 は 所 属 、 専 門 分 野 、 主 た る 研 究 分 野 な ど を 示 す．

常勤職員中村寛貴晃子

助教授
助手
技官

南雅代

非常勤研究員（地球化学）

吉岡茂雄

研究支援推進員直子

事務パート（６時間ｘ１２日／月程度）

小田池田

非常勤職員

太田友子

奥野充

岩田
特別研究員

俊夫

大学院生青木伊藤山野小野（地球化学・地質年代学）（放射化学・古文化財科学）（土壌学・同位体地球化学）（ʼ９８年４月より日本学術振興会特別研究員）

技術パート（６時間ｘ１２日／月程度）

日本学術振興会特別研究員（自然地理学）（ʼ９８年４月より福岡大学理学部助手）

浩 リ サ ー チ ア シス タ ン ト誠介
哲也
俊直（大学院理学研究科Ｍ２：地質学・同位体地球化学）

Ｍ２（大学院人間情報学研究科：核物理学・環境放射能）
Ｍ１（大学院人間情報学研究科：原子核物理学）
Ｍ１（大学院工学研究科・：化学工学）

２ ． ２ 百 １
タ ン デ ト ロ ン 分 析 計 は 、 本 来 学 内 共 同 機 器 と して 学 内 の 研 究 者 に 利 用 さ れて い る ．
そ の 利 用 形 態 と して は 、 当 セ ン タ ーで 定 期 的 に 開 催 さ れ る 試 料 調 製 ・ 測 定 操 作 の 講 習会で利用者が操作方法を実習し、自身の試料を自身で測定する場合が大半である．少
数例ではあるが、試料を当センター職員に預けて測定を依頼する場合がある．
また、学外の利用希望者についても、学内の教官と共同研究を行う形で受け入れられて い る ． 測 定 を 依 頼 さ れ る 場 合 が 多 い が 、 当 セ ン タ ー に 出 向 いて 試 料 調 製 を 実 施 する（測定操作は職員が実施）場合もある．

１９９７年度におけるタンデトロン分析計の学内共同利用の利用申請者とその研究課題

名 を 表 １ に 示 す． 学 外 者 の 試 料 を 含 め て 、 学 内 共 同 利 用 と し て さ ま ざ ま な 研 究 に 利 用
さ れて い る こ と が わ か る ．

大気．放圏μタ，４；フミ政所

松本英二東シナ海における堆積過程と古環境変化

増滓敏行相模湾深海シロウリガイ群集の地球化学的研究

吉岡崇仁大岩山高層湿原（韓国）の環境変遷史に関する研究
­１２８­

ヱタ部

飯田孝夫

平滓政広

理タ部

大気中メタンの動態に関する研究
中世・古代鉄器の年代測定（学外共同研究者：東北大学名誉教授・井垣謙三）

熊谷博之
小渾智生

津波堆積物から探る過去の東海沖地震
東シナ海の古環境の研究

小渾智生

マンモス動物群の年代と古環境の研究

小渾智生

ズタ部

アカシカの更新世における移動の考察

海津正倫

沖積層の堆積過程と泥炭地の形成

渡 遵 誠

日韓先史・原史時代における年代比較

海津正倫

沖積低地の地形発達過程の解明（学外共同研究者：韓国円光大学・李永徳）

渡 遵 誠

食文化史の実証的研究

中川原育子
中川原育子

ア フ ガニ ス タ ン の 仏 像 の 制 作 年 代 に つ いて
１４Ｃ年代測定法によるキジル石窟壁画の年代に関する研究

山本直人
山本直人

（学外共同研究者：凍北大学・須藤隆）

縄文土器形式の１４Ｃ年代測定

弥生土器のＡＭＳ１４Ｃ年代測定

太腸地球環．自営ｙ２；ｙミ究所

増田公明年輪年代較正のための大気圏核爆発実験の影響の測定

アイ ソ ／ ヽ ­ プ 総 合 セ ン タ ー
西洋邦秀中国人歯コラーゲン中１４Ｃ濃度の経年変動（学外共同研究者：上海医科大学・劉偉棋）
年代測定資料研１兇センター

足 立 守 元 寇 の 碇 に 用 い ら れて い る 植 物 材 料 の 年 代 測 定
森 忍 岐 阜 県 高 富 町 に 分 布 す る 第 四 紀 層 の 年 代 測 定（学外共同研究者：愛知教育大学・森山昭雄）
中村俊夫大気中メタンおよび二酸化炭素の１４Ｃ濃度測定
中村俊夫バイカル湖底堆積物の１４Ｃ年代測定
中村俊夫愛媛県の宇和海で採取されたナウマン象の１４Ｃ年代測定
中村俊夫現世陸産貝類の生息環境と１４Ｃ濃度に関する研究（学外共同研究者：静岡大学理学部・和田秀樹）­ １ ２ ９ ­

中村俊夫
中村俊夫
中村俊夫
中村俊夫
中村俊夫
小田寛貴
小田寛貴

池田晃子
池田晃子

南 雅 代

奥 野 充
奥 野 充

南極の淡水湖での現世藻類が示す１４Ｃ年代に関する研究（学外共同研究者：静岡大学理学部・和田秀樹）
大気中メタンの動態に関する研究（学外共同研究者：国立環境研究所・森泉純）

シベリア・永久凍土層の１４Ｃ年代測定（学外共同研究者：北海道大低温研・福田正己）
海洋底堆積物の極微量炭酸塩有孔虫殻の１４Ｃ年代測定（学外共同研究者：北海道大地球環境研究科・村山雅史）
ギリシア・サントリーニ島火山起源の津波堆積物の１４Ｃ年代測定（学外共同研究者：東北大学理学研究科・箕浦幸治）
バイ カ ル 湖 水 中 の 溶 存 炭 酸 の １ ４ Ｃ 年 代 測 定文化財試料の１４Ｃ年代測定
米国・サンフランシスコ湾周辺の活断層の挙動（学外共同研究者：広島大学文学部地理学教室・中田高）

コラーゲン試料の調製法について

化石骨のアミノ酸抽出と１４Ｃ年代測定
火山噴火史の研究
土壌有機物の１４Ｃ年代測定による火山噴火史の研究

また、学外研究者によるタンデトロン分析計の利用も拡大している．学外研究者が名古屋大学に出向いて試料調製を行う場合（表２）と、試料調製を自身の所
属 研 究 室 に て 行 う 場 合 （ 表 ３ ） が あ る ． 当 セ ン タ ー で は 、 実 験 室 の ス ベ ース が 限られており、これでは、当センターに所属する研究者・学生、および学内の利用者の利用時間でほぼ満杯の状態である．今後は、試料調製を学外研究者自身の所属研究室にて行う利用形態の普及が拡大することが望まれる．
表２学外の利用例（その１）ｊ．試料， 既製を名ｉＥ今ʻ，４１リＪタにマフ万うぐｊ卯７今度リ期間­９ʼ ７／０５９
ʼ ７／０５９
ʼ ７／０７９
ʼ ７／０７！
ʼｇ）
７／１１！
ʼ；ｒ７／１１
９
ʼ ７／１２

所

属

作

業

内容

動力炉・核燃料開発事業団東濃地科学センター
地下水の試料調製（財）日本海洋科学振興財団試料処理一般の実習

韓国梨花女子大学・地球炭酸カルシウムの試料調製
ソウル国立大学・海洋学科海水の試料調製

東北大学・理学研究科湖底堆積物，有孔虫の試料調製
東北大学・理学研究科メタンの調製

国 立 歴 史 民 俗 博 物 館 樹 木 年 輪 の 試 料 調 製

１３０

表３学外の利用例（その２）ｊ？­帥ｅ５ｙぷ瞎ｇをそ右ぞｙｚの叔１究差設にフツデうｒｊ卯７・凱度リ
期

間所

属

ʼ９７年度北海道大学
・大学院地球環境科学

試料の種類
有孔虫，海底堆積物など

・低温科学研究所
・理学研究科

国際日本文化研究センター湖底堆積物中の植物片現在における、タンデトロン分析計の諸性能は以下のとおりである．炭素をグラファイト化（Ｋｉｔａｇａｗａｅｚａ７．に９９３）したターゲットを用いるようになって、グラファイト化 を 行 う た め の Ｃ ０ ２ の 量 と して ０ ． ２ 〜 １ ｍ ｇ で １ ４ Ｃ 測 定 が 可 能 と な っ た ． 測 定 可 能 な 古 い 年
代の限界は４〜５万年前である．測定誤差は、グラファイトターゲットを用いると、数 千 年 前 の 比 較 的 若 い 試 料 に つ いて は 、 ０ ． ８ 〜 １ ． ０ ％ （ １ ４ Ｃ 年 代 値 の 誤 差 で ６ ０ 〜８０年）が２〜３時間の測定で達しうる．測定時間を１０時間程度に延ばせば、（０．５％４０年）程度まで小さくできるが、実質的にはこれが限界であろう（中村、１９９５）．

１４Ｃ濃度測定，１４Ｃ年代測定及び分析計の調整のためのテスト測定ｃと１４（：？バックグラウン
ド 測 定 を 含 め た 測 定 試 料 総 数 の 積 算 と ， 毎 年 の 測 定 数 の 変 動 を 図 ２ に 示 す． ま た 図 ３には，１９９７年の１ヵ月ごとの測定数と積算を示す．１９９７年も例年並に７７０個の測定を実施した．月ごとの変動をみると，４月から７月にかけてほとんど測定ができていない．
これは，この間，高電圧発生用の３相交流トランス（米国製で特殊仕様）が接触不良による加熱で断線したためである．理学部装置開発室の協力で何とか修理する事ができた．
図 ４ に は ， 各 年 度 に 分 析 計 が 使 用 さ れ た 積 算 日 数 お よ び 積 算 時 間 を 示 す． １ ９ ９ ５ 年 度
は，前の年度に比較して，使用日数が７０日，使用時間が１．ｚ１００時間減少したが，この間の測定試料数にはほとんど変化はない．これは，グラファイト化したターゲットの利用 が ル ー ティ ン に 用 い ら れて １ 試 料 あ た り の 測 定 時 間 が 短 縮 さ れ た た めで あ る ． ま た ，分析計の測定準備の立ち上げ時間に平均３時間を要する．この時間を無駄にしないよ
うに，効率よく試料の測定を進めたことが使用時間の短縮に寄与したと考えられる．
以上のように，タンデトロン分析計を用いた共同利用研究は，近年益々活発に行われていることがわかる．

これまでの年代測定の実績からすると，年間あたりの測定可能な試料数を規定するのは分析計の使用時間ではなくむしろ，試料処理，測定用ターゲットの製作に要する手間，時間である．今後処理数を増やすには，試料処理の方法や人手を確保すること­１３１­｝
Ｓｉｍｌｍ
Ｅ
Ｅ
コの７­

一一一一一一一一一一­­­­­­­

­

一

一

­

一一

­

１

１

図２ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ

１１ノ

自１１ノ，；ノ」
Ｌ

１１；

１

一１，

ʼ

゛、Ｘ

／

゛

１

１１

ｌ

１９９４１ｌ

Ｓ

１９９６ｌ

１

０２００４００

１９９８１

­­

­

一一

­

一

一

­

６００８００１０００

タ ン デ ト ロ ン 分 析 計 １ 号 機 に よる １ ４ Ｃ 測 定 数 の 積 算 お よ び 経 年 変 化Ｙｅａｒ（ＡＤ）

１〜｜ｌｌ

／：

Ｘ匹．

｜ ｜ ｜

←Ｓｕｍｍａｔｉｏｎ／

１９８８１９９０１９９２｜自Ｓノ ト１９８４１９８６ン，

１ノノノノノ◇ｌ→­Ｎｏ．ｏｆＭｅａｓｕｒｅｄＳａｍｐｌｅｓ／Ｙｅａｒｌ上１

１９８２０１０００

２０００

３０００

４０００

５０００

６０００

７０００

８０００

Ｎｏ．ｏｆＭｅａｓｕｒｅｄＳａｍｐｌｅｓ

「ＩＳ

ａｉｌ
Ｕ
Ｌｌｌｌ
ｍｌｉｌｌ
Ｌ
Ｎｚｏ・ｏ｀」｀一ｎＮ０．０ｆｓａｍｐｌｅｓｍｅａｓｕｒｅｄｉｎ１９９７８００６００
Ｃ
Ｑ
ＥＱ」
１
１
１ｏｌ
Ｈ
Ｉ
ＲＩＵ
Ｉ４００Ｓ←
○．
０Ｚ

２０００ｌ

２

４６８

１０１２Ｍｏｎｔｈ
図３

タンデトロン分析計１号機による１９９７年における１４Ｃ測定数の月変化­ １ ３ ３ ­­｝
旨­

で
ΦのコＨ
ｌ

１０００

１５００２０００

２５００

３０００３５００４０００

ただし，１９９７年度は１９９７年末までの積算である．

使用積算時間の変化

図４タンデトロン分析計の年度毎の使用日数およびＦｉｎａｎｃｉａｌＹｅａｒ

１ ９ ９ ２ １ ９ ９ ４ １ ９ ９ ６ １ ９ ９ ８一日­ｕｓｅｄｈｏｕｒｓ￣ ● ￣ ￣ ｕ ｓ ｅ ｄ ｄ ａ ｙ ｓ

１９８８１９９０１００

１５０２００２５０３００」「

７０のａＣが不可欠である．
３．

｀￣゛□

｀

言２の｀

名古屋大学では，平成６〜７年度に新たに加速器質量分析専用の加速器を導入した（図５）．ＨｉｇｈｖｏｌｔａｇｅＥｎｇ１（・・３ｒｉｎｇＩＥＳｕｒｏＰａＢ．Ｖ・（Ａｍ・；ｔｅｒｄａｍｓｅｗｅｇｅＳ３，３８１２ＲＲ，Ａｎｌｅｒｓｆｏｏｌｔʼ ，ｔｈｅＮｅｔ１：ｌｅｒｌａｎｄｓ）製の（：コａｒｂｏｎＤａｔＩＥ；３／ｓｔｅｍ（Ｍｏｄｅ１４１：３０­ＡＭＳ，Ｍｏｕ・；ｅｔａ１・，で１．９９３）
で，日本の代理店は丸文株式会社である．米国ＷｏｏｄｓＨｏｌｅ海洋研究所，オランダ・グローニングン大学，ドイツ・クリスティアンアルブレヒト大学に続く世界の第４号機
で あ る ． 諸 ： １ １ １ 情 に よ り ， 装 置 の 調 整 作 業 が 遅 れて お り ／ ４ ｃ 年 代 測 定 の ル ー ティ ン の 稼働を開始するは１９９８年の夏以降になると予想される．

図 ６ に 、 日 本 国 内 に お いて、 加 速 器 質 量 分 析 法 に よる １ ４ Ｃ 測 定 が 可 能 な 施 設 （ カ ッコ
で示した施設は目下立ち上げの調整中）、及び試料調製が可能な施設を示した．今後、
１４Ｃ測定が可能な施設及び試料調製が可能な施設が独立して増えれば、国内における１４Ｃ測定利用・研究はますます発展するものと期待されるし／４Ｃデータのューザーにとって は 利 用 が よ り 容 易 に な るで あ ろ う ．
ョ査証，ョ！．文董ア イ ソ ト ー プ 総 合 セ ン タ ー ： 名 古 屋 大 学 加 速 器 質 量 分 析 計 業 績 報 告 書 ， Ｉ（１９８９）・
Ｋｉｔａｇａｗａ，Ｈ・，Ｍａｓｕｚａｗａ，Ｔ・，Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｔ．ａｎｄＭａｔｓｕｍｏｔｏ，Ｅ．：Ａｂａｔｃｈ
ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｍｃｔｈｏｄｏｆｇｒａｐｈｉｔｅｔａｒｇｅｔｓｗｉｔｈｌｏｗｂａｃｋｇｒｏｕｎｄｆｏｒＡＭＳ１４Ｃ
ｍｅａｓｔｌｒｅｍｅｎｔｓ．尺 ｄｙθｃａｒ１７θ刀，３５，２９５­３００（１９９３）
Ｍｏｕｓ，Ｄ．Ｊ．ＸＶ・，Ｇｏｔｔｄａｎｇ，Ａ．ａｎｄｖａｎｄｃｒＰｌｉｃｈｔ，Ｊ．：ＳｔａｔｕｓｏｆｔｈｅｆｉｒｓｔＨＶＥＥ１４Ｃ
ＡＭＳｉｎＧｒｏｎｉｎｇｅｎ．ｊＶ£ｊｃ７・７ｚ７ｓｚｎｊｍ・ａｊ７（ｙλｆｅ功θｊｓ，Ｂ９２，１２­１５（１９９４）
名 古 屋 大 学 年 代 測 定 資 料 研 究 セ ン タ ー ： 名 古 屋 大 学 加 速 器 質 量 分 析 計 業 績 報 告書，ＩＩ〜貢ＩＩＩ（で１９９１〜１９９７）
中 村 俊 夫 ： 加 速 器 質 量 分 析 （ Ａ Ｍ Ｓ ） 法 に よ る １ ４ Ｃ 年 代 測 定 の 高 精 度 化 お よ び 正 確度向上の検討．第四紀研究，：Ｅ３４パフ３­１８ｊ５（１９９５）．

­１３５­｝

｜ｌｔ

１３Ｃ

リコンビ
ネータ

＼７Ｙ／

ＦＣ＼ニＩ
Ｌ一

加一一一速器ｒ￣￣¬ｌｓＣ

１１Ｃカ￣Ａ

１２Ｃ↓ＬＳ

ステアラ：Ｘ垂直方向ステアラ

ＦＣＣ Ｚ ニ ニ コ

Ｂ Ｐ Ｍ ： ビー ム プ ロ フ ァ イ ル モ ニ タ
ＦＣ：ファラデーカップ
ＳＬ：垂直方向スリット
Ａ：穴状スリット

Ｌ：レＹ­Ｓ：ＸＹ­Ｓ

９０ 電磁石１４Ｃ検出ＶＦＣ，Ａ

̶Ｌ・

名古屋大学における加速器年代測定システム（タンデトロン２号機）｀ＣＳタンクターゲットホルダ

図５

偏が 「イオン源

タ ー ゲ ッ ト ホ イール

弧気〃

四ＦＣＩ

引出竃圧電機ＳＹ­ＳＣｓイオナイザ

Ｌ

Ｌ

ＢＰＭ，ＦＣ，Ａ

３３ 静竃デフレクタ

｀ｌｔ

ＢＰＭ

­ １ ３ Ｃ

！１０ 竃磁石

名古屋大学
国際日本文化研究センター
北海道大学
東京大学
国立環境研究所
日本原子力研究所むつ事業所
京都大学（動燃事業団東濃研究所）（国立歴史民俗博物館）（九州大学）

名古屋大学
国立環境研究所
東京大学（日本原子力研究所むつ事業所）（京都大学）（動燃事業団東濃研究所）

図６

１ ４ Ｃ 年 代 測 定 の 流 れ と ， 日 本 国 内 に お いて ， 加 速 器 質 量 分 析 法 に よる
１４Ｃ年代測定が可能な施設，及び試料調製が可能な施設
カッコ内は，準備中かまだルーティンの稼働に至らない施設­１３７

ＩＥ；ｔｌＥＩ．ｔｌｌｓＲｅｐｏｒｔｏｆ１４ＣＭｅａｓｕｒｅｎｌｅｎｔｓｗｉｔｈｔｈｅＦｉｒｓｔ
ＴａｎｄｅｔｒｏｎＡＭＩＳａｔＮａｇｏｙａｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙｉｎｔｈｅＹｅａｒｏｆ
１９９７ａｎｄｌｎｓｔａ１Ｊ１１ＥｌｔｉｏｎｏｆａＳｅｃｏｎｄ­ＧｅｎｅｒｌＥｌｔｉｏｎＨｉｇｈ­Ｐｅｒ丘）ｒｍａｎｃｅ，Ａ：ＩＶ［ＳＳｙｓｔｅｍＴｏｓｈｉｏＮＡ：ＫＡＩＶＩＵＲＡＩ），ＨｉｒｏｔａｋａＯＤＡ１），ＡｋｉｋｏＩＫＥＤＡ１）
ＭａｓａｙｏＭＩＮＡＭ１１）ａｎｄＭａｍｏｒｕＡＤＡＣＨＩ１，２）

１）ＤａｔｉｎｇａｎｄＭｌａｔｅｌ゛ｉａｌｓＲｅｓｅａｒｃｈＣｅｎｔｅｒ，Ｎａｇｏｙａｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
Ｃｈｉｋｕｓａ，Ｎａｇｏｙａ４６４­８６０２ＪＡＰＡＮ
Ｔｅ１：＋８１­５２­７８９­２５７８，Ｆａｘ：＋８１­５２­７８９­３０９５２）ＥａｒｔｈａｎｄＰｌａｎｅｔａｒｙＳｃｉｅｎｃｅｓ，ＳｃｈｏｏｌｏｆＳｃｉｅｎｃｅ，
Ｎａｇｏｙａｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
Ｃｈｉｋｕｓａ，Ｎａｇｏｙａ４６４­８６０２ＪＡＰＡＮ
Ｔｅ１：＋８１­５２­７８９­２５３０

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ａ（；（こｅｌｅｒＥｌｔｏｒｍａｓｓｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔ：ｒｙ（ＡｊＭＳ），ｔａｎｄｅｔｒｏｎ，
ａｇｅｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓｙｓｔｅｍｗｉｔｈａ（；（；ｅｌｅｒａｔｏｒ，ｒａｄｉｏｃａｒｂｏｎ（１４Ｃ），
１４ＣｄａｔｉｎｇＡＴａｎｄｅｔｒｏｎａｃｃｅｌｅｒｌヨ１ｔｏｒｍａｓｓｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ（ＡＭＳ），ａｎａｐｐａｒａｔｕｓ
ｄｅｄｉｃａｔｅｄｔｏｒａｄｉｏｃａｒｂｏｎ（１４Ｃ）ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓｗｉｔｈｈｉｇｈｓｅｎＥヨ；ｉｔｉｖｉｔｙ，ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｄｂｙＧｅｎｅｒａｌｌｏｎｅｘＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，ＵＳＡ，ｈａｓｂｅｅｎｕｓｅｄ１３１ｒｌｃｅ１９８３
ｔｏｍｅａｓｕｒｅ１４ＣｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎｓｏｆｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｓａｍｐｌｅｓａｓｗｅＵａｓ１４Ｃ
ｄａｔｅｓｏｆｇｅｏｌｏｇｉｃａｌａｎｄａｒｃｈｅｏｌｏｇ；：ｉｃａｌｍａｔｅｒｉａｌｓａｔｔｈｅＤａｔｉｎｇａｎｄＭ：ａｕｌｒｉａｌｓ
ＲｅｓｅａｒｃｈＣｅｎｔｅｒ（ＤＭＩＲＣ），Ｎａｇｏｙａｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ．Ｎｏｓｅｒｉｏｕｓｐｒｏｂｌｅｍｈａｓ（児（ｌｕ［ｒｒｅｄｗｉｔｈｔｈｅｍａｃｈｉｎｅ，ｗｈｉｃｈｒｅｓｕｌｔｅｄｉｎｔｈａｔ７７０ｓａｍｌ）１ｅｓｗｅｒｅ
ｍｅａｓｕｒｅｄｉｎ１９９７，ａｎｄｔｏｔａｌｌｙ７，３７１ｓａｍｐｌｅｓｉｎｖａｒｉｏｕｓｆｉｅｌｄｓｈａｖｅｂｅｅｎ
ｍｅａｓｕｒｅｄｓｉｎｃｅｔｈｅｉｎｓｔａｎａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｍａｃｈｉｎｅ。
ＴｈｏｕｇｈｔｈｅＴａｎｄｅｔｒｏｎＡＭＳｈａｓｂｅｅｎｏｐｅｒａｔｅｄ：ｉ．ｎｔ；ｅｎｓｉｖｅｌｙ，ｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｓａｍｐｌｅｓａｎａｌｙｚｅｄａｎｎｕａｎｙｉｓｒａｔｈｅｒｌｉｍｉｔｅｄｔｏｌＥ；ｅｖｅｒａｌｈｕｎｄｒｅｄｓ
ｗｈｉｃｈｉｓｆａｒｓｍａｌｌｅｒｔｈａｎｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｓａｍｐｌｅｓｂｌヽｏｕｇｈｔｔｏｔｈｅＤＭＲＣｂｙ
ｌｎａｎｙｕｓｅｒｓｆｒｏｍｖａｒｉｏｕｓｒｅｓｅａｒｃｈｎｅｌ．ｄｓ，ｍａｉｎｌｙｏｗｉｎｇｔｏｌｏｌｖｅｒｎｅｇａｔｉｖｅ
ｃｕｒｒｅｎｔｉｎｔｅｎｓｉｔｙｆｒｏｍａｎｉｏｎｓｏｕｒ（２（ＨＩＣＯＮＥＸ­１３４４，ｍｏｄ伍ｅｄｆ１）ｒｌｏａｄｉｎｇ１８
ｔａｒｇｅｔｓａｔａｔｉｍｅ），ａｓｗｅｌｌａｓａｒａｔｈｅｒｌｏｗｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔｏｆｔｈｅｔｏｔａｌｓｙｓｔｅｍ．
ＩＶｅｃｏｕｌｄｈａｖｅ丘）ｒｔｕｎａｔｅｌｙｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄａｎｅｗ­ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎＴａｎｄｅｔｒｏｎｗｈｉｃｈｉｓ
ｍａｎｕ伍（；ｔ；ｕｒｅｄｂｙＨｉｇｈｖｏｌｔａｇｅＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＥｕｒｏｐｅ（耳ＶＥＥ）ＢＶ，ｔｈｅ
Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ．ＴｗｏｓｅｔｓｏｆＥ；：ｉｍｉｌａｒＨフＶＥＥＡＮＩＳｓｙｓｔｅｍｈａｖｅｂｅｅｎｉｎｓｔａＵｅｄｓｕｃ・：ｌｅｓｌＥ；ｆｕでｎｙａｔｔｈｅｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＧＩ゛ｏｎｉｎｇｅｎ，Ｈｏｎａｎｄ，ａｎｄａｔｔｈｅｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ­ １ ３ ８ ­ｏｆＣｈｌʼｉｓｔｉａｎ­Ａｌｂｒｅｃｈ尨（Ｋｉｅ１，Ｇｅｒｍａｎｙ．Ｔｈｅｙｈａｖｅａｌｒｅａｄｙｓｈｏｗｎｅｘｃｅｎｅｎｔｐｅｌｉ）ｒｍａｎｃｅｓｉｎｃａｒｂｏｎ­ｉｓｏｔｏｐｅ｛ａｔｉｏｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ：ｒｅｐｒｏｄｕｃｉｌ：｝ｉ］．ｉｔｙｏｆ
１２Ｃ／１３Ｃｒａｔｉｏａｓ ０．１％；く１ｒｒｏｒａｎｄｒｅｐｒｏｄｕｃｉｂｉｌｉｔｙｏｆ１４Ｃ／１２Ｃｒａｔｉｏａｓ ０．１５％­
０．２２％ａｎｄ ０．３％，ｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅｌｙ。
ＸＶｅａｒｅｐｌａｎｎｉｎｇｔｏｐｅｒｆｋ）ｒｍｈｉｇｈａｃｃｕｒａｃｙａｎｄｈｉｇｈｐｒｅｃｉｓｉｏｎ１４Ｃｄａｔｉｎｇｏｆｍａｉｎｌｙｃｕｌｔｕｒａｌｐｒｏｐｅｒｔｙｍａｔｅｒｉａｌｓｏｆｈｉｓｔ；ｏｒｉｃａｌａｇｅ，ａｒｃｈｅｏｌｏｇｉｃａｌａｎｄｇｅｏｌｏｇｉｃａｌｓａｍｐｌｅｓ，ｂｙｕｓｉｎｇｔｈｅｎｅｗ­ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｍａｃｈｉｎｅ．

１３９­