取扱説明書
基本編
基本編

ハウス用
飽差コントローラ

もくじ

１

安全上のご注意・・・・・・・・
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ この製品について
この製品について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・４
３ 各部のなまえとはたらき
各部のなまえとはたらき・・・・
・・・・・
・・・・
・５

お客様へ
このたびはニッポー製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
この製品を安全に正しくご使用

扱

ご使用になる前に・・・・
ご使用になる前に・・・・・・・・・・・・・８・・・・８５ 基本操作
基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９
・・・・・
・・・
・・・・９

編

６

取

していただくために、お使いにな

設定項目・
設定項目・パラメータ一覧・・・１８
パラメータ一覧・・・１８
７ 故障
故障・
・異常の見分けかた・・・・２０
８

る前にこの「取扱説明書」をよく

９

お読みになり、十分に理解してく

10

ださい。
お読みになったあとは大切に保１管し、必要なときにお読みくださ
い。

４

工
事
編

安全上のご注意・
安全上のご注意・・・・・・・・２２
・・・・・・２２
２ 梱包を開ける
梱包を開ける・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・
・・・・・
・２４
３ 本体の取り付け
本体の取り付け・・・・・・・・・・・・・・２６
・・・
・・・
・・２６
電気配線の施工・
電気配線の施工・・・・・・・・・・・・・・・・３１５ 仕様と保証
仕様と保証・・・・・・・・・・・・・
・・・３
・・・・
・・・
・・・
３６
４
６

T6581-85C V1.1

1

取扱編
１

安全上のご注意■ ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
■ この製品を譲渡される場合は、本取扱説明書を製品に付けてお渡しください。
■ ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。
■ 表示と意味は、次のようになっています。

警告
注意「誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの」を示します。
※「誤った取扱いをしたときに、軽傷または物的損害に結びつくもの」を示します。

※物的とは、施設や栽培物及び動植物にかかわる拡大被害を意味します。
■図記号の意味は次のようになっています。

△ は、注意（危険、警告を含む）を示します。
具体的な注意内容は、△の中や近くの絵や文章で示します。
感電注意

左図の場合は「感電注意」を示します。
○は、禁止（してはならないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、○の中や近くの絵や文章で示します。
左図の場合は「分解禁止」を示します。

分解注意●は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な強制内容は、●の中や近くの絵や文章で示します。
アース工事

左図の場合は「アース工事をすること」を示します。

をすること

2

T6581-85C V1.1

１

安全上のご注意

警告
施設園芸用以外で使用しない
この機器は施設園芸専用です。
転用禁止

他の用途には使用しないでください。
故障や事故のおそれがあります。

注意
分解・修理・改造はしない
ご自分で修理などを行い、使用されアース線が確実に接続されているか確認する

ますと、事故のおそれがあります。

故障や漏電のときに感電をする
アース工事
確認

分解・修理
・改造の禁止おそれがあります。

ぬれた手で本器にさわらない
感電のおそれがあります。

本器に農薬や水をかけない
感電、機器故障や製品寿命を損なう
水ぬれ禁止

おそれがあります。
ぬれた手禁止

工事や試運転が正しく済んでいるか確認する不備があると感電や火災のおそれ

室温サーミスタなどの付属
室温サーミスタなどの付属品や付属品や別売品もニッポー指定品を使用する
指定以外の部品を使用すると、事故
工事・
試運転確認

指定部品 や故障のおそれがあります。
使用があります。

使用を中止し取付業者に連絡をする
使用を中止し取付業者に連絡をする

雷発生時は元電源を切る
雷が発生したら、必ず元電源異常のまま使用すると、感電（ブレーカー）を切ってください。

異常（異音・異臭）を感じたときはや火災のおそれがあります。
異常時
使用禁止

雷発生時
電源切る

T6581-85C V1.1

故障のおそれがあります。

3

２

この製品について

２－１ 飽差とは■ 飽差とは、ある温度と湿度の空気にあとどれだけ水蒸気の入る余地があるかを示す指標で空気１ｍ３当りの水蒸気のｇ数で示されます。値が大きいほど乾いた状態です。

空きが４つで飽差４ｇ／ｍ３

２－２ 最適飽差■ 植物に最適な飽差は、３～６ｇ／ｍ３といわれています。
（作物や成育状態に
よってはこの値とは限りません。
）飽差が６ｇ／ｍ３以上だと乾き過ぎと感じて植物は、気孔を閉じてしまい、ＣＯ２を取り込まなくなり、他に蒸散しなくなり、葉温が上がります。逆に３ｇ／ｍ３以下になると葉と空気の水蒸気が小さい為、蒸散しにくくなりＣＯ２の取り込みも停滞します。
■ 急変せずにゆっくり飽差を上げる場合は、６ｇ／ｍ３を超えても蒸散が継続する場合があります。
湿り過ぎ×～２ｇ／ｍ３

適度◎

３～６ｇ／ｍ３

乾き過ぎ

×６ｇ／ｍ３～

２－３ 本器の特徴■ ミストによる加湿を想定した飽差制御信号を出力する制御コントローラです。
■ 飽差（湿度）の測定は乾湿球温度センサーで行います。
木製センサーボックスを採用し、直射日光の当たるハウスの中でも誤差が少なく、正確に測定することが可能です。
■ シンプル設計で、「かんたん」に設定することが可能です。
■ ＲＳ４８５通信による外部インテリジェンスとデジタル信号を備えています。

4

T6581-85C V1.1

３

各部のなまえとはたらき
３－１ 外観
本体

ランプ表示部
各部の説明⇒６
各部の説明⇒６ページ

数字表示部
設定値／パラメータ

各部の説明⇒６ページ

操作部
各部の説明⇒７ページ
各部の説明⇒７ページ

T6581-85C V1.1

5

３

各部のなまえとはたらき
各部のなまえとはたらき
数字表示部

ON ランプ
出力１ＯＮ中に点灯します
現在値
現在測定値、設定値またはエラーコードを表示します

運転表示操作部

飽差ランプ
点灯
点滅

赤 飽差現在値表示中
橙 飽差設定中

温度ランプ
点灯
点滅

赤 乾球温度現在値表示中
橙 温度設定中お気に入りランプ
お気に入りランプ
点灯
湿度ランプ
点灯
点滅

6

点滅

赤 相対湿度現在値表示中
橙 相対湿度設定中

T6581-85C V1.1

赤 お気に入り項目現在値表示中
緑 お気に入り項目設定中

３

各部のなまえとはたらき

運転表示操作部

表示切替キー

設定キー

アップキー

ダウンキー

現在値として表示する項目を切り替えます制御設定値の変更を開始します

設定値またはパラメータ値を変更します（数値アップ）

設定値またはパラメータ値を変更します（数値ダウン）

T6581-85C V1.1

7

４

ご使用になる前に■ 飽差 mini をご使用になる前に、端子台の各センサー、出力が接続されていることを確認してください。
■ この説明書をよく読み十分にご理解いただいたうえで、適切な運転を設定してください。

４－１ センサーの確認

センサーが正しく計測できるように木製水入れに給水を行ってください。
・水は蒸留水または精製水をお使いください。
・ガーゼは定期的に交換してください。
（約 1 か月を目途）・その他、ご使用方法は木製水入れの取説を参照してください。

４－２ 設定ガイド
使用目的

No.

8

参照ページ

１

制御設定値の変更

１０ページ

２

測定値表示の変更

１１ページ

３お気に入り表示の内容を変更

１２ページ

４

パラメータの変更

１３ページ

５

ミスト（加湿）による飽差制御を行いたい １４ページ

６

ミスト（加湿）による湿度制御を行いたい １５ページ

７

ミスト（冷房）による温度制御を行いたい １６ページ

８

飽差 mini の動作（制御）を停止したい

１７ページ

９

その他付加機能を使いたい

応用編をごらん

（将来用）

ください

T6581-85C V1.1

５

基本操作

● ぬれた手で、制御盤に触れないでください
感電のおそれがあります。
● アース線が確実に接続されているか確認してください
故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

注意 ● 雷発生時は元電源を切ってください
雷が発生したら、必ず元電源（ブレーカ）及び、電源を切ってください。
故障のおそれがあります。
● オプション品（別売品）もニッポー指定品を使用してください
指定外の部品を使用すると、事故や故障のおそれがあります。

● ひんぱんに電源の入・切をしないでください。
動作中に電源を切ると、誤動作や故障のおそれがあります。

おおおお願願願願 いいいい

● 時計を正しく設定してください。
正常な動作ができません。
● エラーが発生したときは、エラーを解除してください。
正常な動作がきません。
● 長雨や強風時は、温室状況に合わせて処置してください。
気象条件によって高温・高湿となり、温室内の作物の育成に影響を与えるおそれがあります。

T6581-85C V1.1

9

５

基本操作

５－１ 制御設定
設定例）飽差制御の設定値を変更する
Ｐｒ０１が“１”（飽差制御（加湿））設定の場合制御設定値は項目「６．
」の制御設定値を参照

10

１

キーを押す
キーを押す
数字表示が点滅します（橙）。
飽差ランプが点滅します。
（橙）２

で設定値を変更します
設定値を変更します
目的の値に合わせます。
（例：４．０ｇ／ｍ３）

３

キーを押す
キーを押す
設定が終わり点滅表示から現在値表示になります。

T6581-85C V1.1

５

基本操作

５－２ 測定値表示切替「表示切替」キーで測定値表示の内容を変更出来ます。
元電源を切っても表示の選択は保存されます。
１ 初期表示では飽差初期表示では飽差の測定値表示では飽差の測定値表示をしています。
の測定値表示をしています。

２

キーをキーを押します。
温度測定値を表示します。

３

キーをキーを押します。
湿度測定値を表示します。

４

キーをキーを押します。
お気に入りの測定値を表示します。(例は湿球温度を表示しています。)
お気に入り表示設定方法は「５－３ お気に入り表示設定」を参照

T6581-85C V1.1

11

５

基本操作

５－３ お気に入り表示設定
設定例）お気に入り表示設定を変更する
お気に入り表示設定は項目「６．
」のお気に入り表示設定を参照
１

２

３

12

キーを
キーを長押しする
数字表示が点滅します（緑）。
お気に入りランプが点滅します。
（緑）で設定値を変更します
設定値を変更します
目的の値に合わせます。
（初期値‘Ｆ－０：湿球温度’から‘Ｆ－１：露点温度’に変更）

キーを押す
設定が終わり点滅表示から現在値表示になります。

T6581-85C V1.1

５

基本操作

５－４ パラメータ設定
設定例）パラメータを変更する
パラメータは項目「６．
」のパラメータ一覧を参照
１

キーをキーを同時に長押しする“Ｐｒ００”を表示します（緑）。

２

キーで目的のパラメータ番号に合わせます
目的の番号に合わせます。
（例：Ｐｒ０１）

３

キーで設定値を変更します
目的の値に合わせます。
（初期値‘１：飽差制御（加湿）’から‘２：湿度制御（加湿）
’に変更）

４

キーでパラメータ番号を進めます
最後のパラメータ番号の次に進むとパラメータ設定を終了します。

T6581-85C V1.1

13

５

基本操作

５－５ 出力１でミスト（加湿）による飽差制御をする
設定例）出力１で加湿による飽差制御に設定するパラメータは項目「６．
」のパラメータ一覧を参照
１ Ｐｒ０１を“１”に設定する
Ｐｒ０１を“１”に設定するパラメータの設定方法は「５－４」参照。
２ Ｐｒ０２で加湿の反応感度を設定します

パラメータの設定方法は「５－４」参照。
制御感度（飽差）
ON
サーモ信号
OFF
▲

→

飽差設定

飽差大

Ｐｒ０４、Ｐｒ０５でミスト噴霧量を調整します
ミスト噴霧量を調整します
３ Ｐｒ０４、Ｐｒ０５でミスト噴霧
ミストはＯＮとＯＦＦを交互に行います。
Ｐｒ０４でＯＮ時間、Ｐｒ０５でＯＦＦ時間を設定できます。
ミストの勢いが強い場合はＯＮ時間の方を大きく（ＯＦＦ時間を小さく）調整し、ミストの勢いが弱い場合はＯＦＦ時間を大きく（ＯＮ時間を小さく）調整する。
パラメータの設定方法は「５－４」参照。
ON
サーモ信号
OFF

出力１

ON

（a 接点） OFF
間欠 ON 時間14

間欠 OFF 時間 間欠 ON 時間

T6581-85C V1.1

５

基本操作
４ 制御設定値を設定する

加湿の目標値を目的の値に設定します。
制御設定値の変更方法は「５－１」参照。

５－６ 出力１で湿度（加湿）による湿度制御をする
出力１で湿度（加湿）による湿度制御をする
設定例）出力１で加湿による相対湿度制御に設定するパラメータは項目「６．
」のパラメータ一覧を参照
１ Ｐｒ０１を“２”に設定するパラメータの設定方法は「５－４」参照。
２ Ｐｒ０２で加湿の反応感度を設定します

パラメータの設定方法は「５－４」参照。
３ Ｐｒ０４、Ｐｒ０５でミスト噴霧量を調整します

ミストはＯＮとＯＦＦを交互に行います。
Ｐｒ０４でＯＮ時間、Ｐｒ０５でＯＦＦ時間を設定できます。
ミストの勢いが強い場合はＯＮ時間の方を大きく（ＯＦＦ時間を小さく）調整し、ミストの勢いが弱い場合はＯＦＦ時間を大きく（ＯＮ時間を小さく）調整する。
パラメータの設定方法は「５－４」参照。
４ 制御設定値を設定する

加湿の目標値を目的の値に設定します。
制御設定値の変更方法は「５－１」参照。

T6581-85C V1.1

15

５

基本操作

５－７ 出力１でミスト（冷却）による温度制御をする
設定例）出力１で加湿による冷却制御に設定するパラメータは項目「６．
」のパラメータ一覧を参照
１ Ｐｒ０１を“３”に設定するパラメータの設定方法は「５－４」参照。
２ Ｐｒ０２で冷却の反応感度を設定します

パラメータの設定方法は「５－４」参照。
３ Ｐｒ０４、Ｐｒ０５でミスト噴霧量を調整します

ミストはＯＮとＯＦＦを交互に行います。
Ｐｒ０４でＯＮ時間、Ｐｒ０５でＯＦＦ時間を設定できます。
ミストの勢いが強い場合はＯＮ時間の方を大きく（ＯＦＦ時間を小さく）調整し、ミストの勢いが弱い場合はＯＦＦ時間を大きく（ＯＮ時間を小さく）調整する。
パラメータの設定方法は「５－４」参照。
４ 制御設定値を設定する

冷却の目標値を目的の値に設定します。
制御設定値の変更方法は「５－１」参照。

16

T6581-85C V1.1

５

基本操作

５－８ 飽差 mini の動作（制御）を停止したい
設定例）出力１で加湿による飽差制御に設定するパラメータは項目「６．
」のパラメータ一覧を参照
１ Ｐｒ０１を“０Ｐｒ０１を“０”に設定する

Ｐｒ０１が“０”のとき各出力はＯＮしません。
動作（制御）を再開したい場合はＰｒ０１を元の値に戻してください。
パラメータの設定方法は「５－４」参照。

T6581-85C V1.1

17

６

設定項目・パラメータ
設定項目・パラメータ一覧
パラメータ一覧

制御設定値
名前

初期値
-6.0
80
30.0

範囲
-0.0～30.00～99
0.0～50.0

名前

初期値

お気に入り表示設定

F-0

範囲
F-0：湿球温度[℃]
F-1：露点温度[℃]
F-2：絶対湿度[g/m3]

OFF
飽差
湿度
温度

制御設定値

分解能
－
0.1g/m3
1%
0.1℃

(メモ)

お気に入り表示お気に入り表示設定
表示設定

18

T6581-85C V1.1

(メモ)

６

設定項目・パラメータ
設定項目・パラメータ一覧
パラメータ一覧

パラメータ一覧
パラメータ一覧
表示
番号

名前

Pr00

ソフトウェア
バージョン

Pr01

出力１設定

Pr02
制御感度
(出力１比例帯)

初期値

範囲

分解能

-

-

-

1

OFF
飽差
湿度
温度

-0.1
3
0.5

0：制御 OFF
1：飽差制御（加湿）2：湿度制御（加湿）3：温度制御（冷却）4：飽差制御（除湿）5：湿度制御（除湿）-0.1～9.91～20
0.1～10.0
0：間欠 ON（標準）
1：間欠 ON（比例式）

1－0.1g/m3
1%
0.1℃

Pr03

出力１方法

0

Pr04

出力１間欠 ON 時間(出力 1 比例 ON 時間幅)

100～12001秒

Pr05

出力１間欠 OFF 時間

10

0～12001秒

Pr06

出力１最低 ON 時間（比例式の場合）

0

0～300

1秒

Pr07

0：OFF
1：サーモ同期
2：サーモ逆動作
3：警報
4：残圧信号
5：出力１同期
6：出力１逆動作--/0～50※--：機能無効
0～99/-※--：機能無効

1

出力２設定

0

Pr08

飽差制御条件--Pr09

冷却制御条件

--

Pr10

残圧タイマ

10

0～60

1秒

Pr11

水切れ判定時間

10

0～180

1分

Pr12

通信機能

0

Pr13

通信アドレス

10

0：スレーブ
1：垂れ流しT6581-85C V1.1

10～15

(メモ)

1

1℃
1%

1
1

19

７

故障・異常の見分けかたと処置方法

注意● 異常（異音・異臭）を感じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店に連絡してください。
異常のまま使用すると感電や火災のおそれがあります。

■ 修理を依頼される前に、一度確認してください。
原因が分からないときや、故障を確認したときは、必ずお買い上げの販売店にお問い合わせください。

７－１ 故障診断（状況から調べる）
状況

原因

処置方法

表示しない

電源が入っていない

電源を入れてください

ミスト（出力１）が設定値を間違えている

設定およびパラメータ設定値を確動作しない

認してください接続不良

ミストシステムとの接続が正しいか確認してください

ミストシステムに異常が発生してミストシステムの取扱説明書に従いるってくださいこのようなときは異常ではありません
このようなとき
測定値表示が点滅する

理由
センサーの水切れ検知です。
水の補給を行ってください。
（木製水入れボックス取扱説明書参照）

測定表示で湿度が高い

センサーの水切れの可能性があります。

（飽差が低い）まま動かない
加湿制御のとき

間欠タイマで動作の場合、時々停止します。

湿度が低い（飽差が高い）のに途中時々停止する

20

T6581-85C V1.1

７

故障・異常の見分けかたと処置方法

７－２ エラー表示による診断

エラーが発生すると“現在値表示”表示に“Ｅ＊＊”を表示します。
（＊＊は番号）
発生内容は、下表の番号で確認し対応してください。
エラー表示（現在濃度表示）

E00
E01
E02
E03
E04
測定値が点滅する

エラー項目

エラー内容

内部メモリ異常乾球センサー短絡

処置方法
修理依頼

乾球センサー接続不良

接続確認

乾球センサー故障
乾球センサー断線

乾球センサー接続不良

接続確認

乾球センサー故障
湿球センサー短絡

湿球センサー接続不良

接続確認

湿球センサー故障
湿球センサー断線

湿球センサー接続不良

接続確認

湿球センサー故障
水切れ

センサーの水切れ

給水

７－３ 雷が発生したときの処置方法■ 大きな雷の場合は、元電源を切ってください。

T6581-85C V1.1

21

工事編
１

安全上のご注意

工事を始める前には必ずこの「工事編」をよくお読みください。
■ 工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、この取扱説明書に従ってお客様に使用方法、点検について説明してください。
■ この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく施工してください。
■ ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容ですので必ず守ってください。

警告
施設園芸用以外で使用しない
施設園芸用以外で使用しない
この機器は施設園芸専用です。
転用禁止

他の用途には使用しないでください。
故障や事故のおそれがあります。
工事や試運転は、必ずお買い上げの販売店または工事業者がおこなう工事や試運転はお客様自身では行わないでください。
不備があると、感電や火災のおそれがあります。

専門業者

火災予防条例、電気設備に関する技術基準、電気工事はそれぞれの指定の工事業者に依頼するなど法令の基準を必ず守る
法令違反になる場合や施工不備により、感電、漏電、動作不良また
法令順守

22

は火災のおそれがあります。

T6581-85C V1.1

１

安全上のご注意

注意
アース（Ｄ種接地）工事をアース（Ｄ種接地）工事を確実（Ｄ種接地）工事を確実

工事は元電源（ブレーカーなど）を切ってから行う

に行う
アース工事
確認

故障や漏電のときに感電をする

電源確認

感電するおそれがあります。

おそれがあります。

付属品や別売品も付属品や別売品もニッポー指定品
品や別売品もニッポー指定品

ぬれた手で本器にさわらないを使用する
感電のおそれがあります。

指定以外の部品を使用すると、事故

ぬれた手
禁止

指定部品 や故障のおそれがあります。
使用

電源を確認して接続する工事や試運転が正しく済んでいるか確認する不備があると感電や火災のおそれ

接続を間違えると故障や火災のお電源確認

それがあります。

工事・
試運転確認

があります。

保護回路を用意する
本器は過昇温防止装置を内蔵していません。外部での安全装置を用
安全装置

意してください。
異常過熱のおそれがあります。

T6581-85C V1.1

23

２

梱包を開ける２－１ 付属品■ 次の付属品があることを確認してください。
■ 付属品はなくさないでください。

■注文型式：HMI－１００－＊＊の場合
飽差 mini
本体＋パネルアダプタ 1 式

SW 電源(LFA10F-24-SN)＋ケーブル一式（各 1ｍ）

木製水入れ
標準セット１式

乾湿球センサー３０ｍ or ６０ｍ(注文型式の＊＊による)

ＦＡＮ電源ケーブル
３０ｍ or ６０ｍ(注文型式の＊＊による)取扱説明書
２冊(本書＋木製水入れ)

24

T6581-85C V1.1

２

梱包を開ける■注文型式：HMI－１００P－＊＊の場合
飽差 mini 本体
プラボックス仕様
１台

木製水入れ
標準セット一式

乾湿球センサー３０ｍ or ６０ｍ(注文型式の＊＊による)

ＦＡＮ電源ケーブル
３０ｍ or ６０ｍ(注文型式の＊＊による)取扱説明書
２冊(本書＋木製水入れ)

CO2 NAVI ADVANCE 間
接続ケーブル（３ｍ）

２－２ 工事に必要なもの■ 接続ケーブル
用途

電源ケーブル
制御ケーブル

仕様

ＣＶまたはＶＣＴＦ
２．０ｍｍ２以上 ２心ＣＶＶまたはＶＣＴＦ
０．７５ｍｍ２以上 ２心T6581-85C V1.1

25

３

本体取り付け本体取り付け● 工事や試運転は、必ずお買い上げの販売店または工事業者が行工事や試運転は、必ずお買い上げの販売店または工事業者が行

警告ってください工事や試運転はお客様自身では行わないでください。
不備があると、感電や火災の恐れがあります。

注意● 工事は元電源（ブレーカーなど）を切ってから行ってください
感電するおそれがあります。

● サーミスタセンサー
サーミスタセンサーなどのセンサーなどの付属などの付属品や別売品もニッポー指定品
付属品や別売品もニッポー指定品を使用してくださいを使用してください
指定以外の部品を使用すると、事故や故障のおそれがあります。

３－１ 取り付け場所■ 次の注意を守り、取り付け場所を選定してください。
次の注意を守り、取り付け場所を選定してください。
◎ 高温、多湿となる場所は避けてください。
◎ 地面付近は避けてください。

固定できない場所
高温・多湿
地面付近

26

T6581-85C V1.1

３

本体取り付け３－２ 本体 外観図■注文型式：HMI－１００－＊＊の場合
・壁掛け型

・パネル型

T6581-85C V1.1

27

■注文型式：HMI－１００Ｐ－＊＊の場合

28

T6581-85C V1.1

３

本体取り付け３－３ 取り付け方法■注文型式：HMI－１００－＊＊の場合壁掛け型の取り付け

右図のように、飽差 mini を取り付けねじ（２本）で壁面に取り付けてください。
※推奨取り付けビスサイズ：M４、首下１５ｍｍ以上

パネル型の取り付け①本体にパネルアダプタをはめ込む。
」②盤面の角穴に本体部から、パネルが盤面に当たるまで差し込む。
③取付具をケースに取り付けて本体を固定する。

T6581-85C V1.1

29

３

本体取り付け■注文型式：HMI－１００Ｐ－＊＊の場合

前面より取り付け穴位置４ヶ所を、ネジ（４本）で固定します。
※取付時にはプラボックスの扉を外してから作業して下さい。
※扉が開くように右側のスペースを確保して下さい。

30

T6581-85C V1.1

４

電気配線の施工● 工事や試運転は、必ずお買い上げの販売店または工事や試運転は、必ずお買い上げの販売店または工事業者が行や試運転は、必ずお買い上げの販売店または工事業者が行

警告ってください工事や試運転はお客様自身では行わないでください。
不備があると、感電や火災の恐れがあります。
● 火災予防条例、電気設備に関する技術基準、電気工事はそれぞれの工事業者に依頼するなど法令の基準を必ず守ってください
法令違反になる場合や施工不備により、感電、漏電、動作不良
または火災のおそれがあります。

注意● アースは確実に行ってアースは確実に行ってください
確実に行ってください
故障や漏電のおそれがあります。
● 工事は元電源（ブレーカーなど）を切ってから行ってください
感電するおそれがあります。
● ぬれた手で本器を触らないでください
感電するおそれがあります。

● サーミスタセンサー
サーミスタセンサーなどのセンサーなどの付属などの付属品や別売品もニッポー指定品
付属品や別売品もニッポー指定品を使用してください
指定以外の部品を使用すると、事故や故障のおそれがあります。

４－１ 端子配列■ 端子台（ＨＭＩ－１００－＊＊）■ 端子台（ＨＭＩ－１００Ｐ－＊＊）
端子台（ＨＭＩ－１００Ｐ－＊＊）T6581-85C V1.131

４

電気配線の施工

４－２ 電源・アース● 電源を確認して接続する
本器電源端子はＡＣ１００Ｖ ～ＡＣ２４０Ｖです。

注意 ● アース工事を確実に行なう。

故障や漏電の時に感電するおそれがあります。

■ 電源・アース端子台は、端子台部の右図です。
■ ケーブルは、ＣＶまたはＶＣＴＦ２．０ｍｍ２以上の電線を使用してください。
■ アースは必ず接続してください。
アース端子にはＤ種接続工事を施し、ハウスの鉄骨柱にも、アース端子と接続してください。

４－３ 乾湿球センサー（木製水入れ）との接続■ 乾湿球センサーの端子台は右図です。
乾湿球センサー、ＦＡＮ電源ケーブルは付属品です。
■ 乾球（灰）には灰色ケーブルの温度センサー
湿球（赤）には赤色ケーブルの温度センサー■ ファン電源は（＋）（－）のマークチューブ
が記載していますので、間違えないように接続して下さい。

32

T6581-85C V1.1

４

電気配線の施工

４－４ パソコンとの接続■ CO2 NAVI ADVANCE 又は パソコン接続の端子台は右図です。
■ CO2 NAVI ADVANCE との接続ケーブルは付属しています。
（型式：HMI－１００P－＊＊の場合）■ パソコンでロギングする為の変換器と接続ケーブルについてはオプション品になります。
（型式：HMI－１００P－＊＊の場合）
CO2 NAVI ADVANCE と接続する場合と接続する場合
飽差 mini

CO2 NAVI ADVANCE
SG

SG（２０ピン）B

B（１８ピン）A

A（１９ピン）

飽差 mini でロギングをする場合
飽差 mini

RS485－
RS485－USB 変換器
SG

SG

B

TRD－

A

TRD＋

パソコン

データの表示には専用ソフト EyeFarm（弊社製）
が必要です。

T6581-85C V1.133

４

電気配線の施工

４－５ 出力１との接続■ 出力１の端子台は右図です。
■ 出力１の動作はパラメータにより「加湿制御」「冷却制御」「除湿制御」と変えることが可能です。
※初期は飽差制御(加湿)です。

ミストシステム（加湿制御）の外部入力と接続する場合
ミストシステム（加湿制御）の外部入力と接続する場合
ミストシステム

飽差 mini
出力１
飽差制御

外部入力

※ミストシステムの外部入力に信号が入ると動作する場合です

４－６ 出力２との接続■ 出力２の端子台は右図です。
■ 出力２の動作はパラメータにより「出力１と同動作」「出力１と逆動作」「警報」「残圧信号」と変えることが可能です。
※初期は制御ＯＦＦです34

T6581-85C V1.1

４

電気配線の施工
電気配線の施工

４－７ 出力信号の注意点

注意

負荷から発生するノイズで本器が誤動作することがあります※次のような場合は、スパークキラー（納入範囲外）を取付けて誤動作を防いで下さい。
本器の制御出力で、電磁開閉器・モーター・ソレノイド等の誘導負荷を開閉する場合。
また、本器の制御外で同じ電源ラインに誘導負荷がある場合。

誘導負荷

スパー クキラー

本装置

誘導負荷

スパー クキラー

電源

T6581-85C V1.1

35

５

仕様と保証
■仕様
製品名
型式

電源
測定項目
設置方式
制御
出力
通信機能
許容周囲温度
許容周囲湿度
消費電力
外形寸法

質量

飽差 mini
ＨＭＩ－１００ －＊＊ＨＭＩ－１００Ｐ－＊＊（プラボックス仕様）－＊＊は－３０の場合 センサー、ＦＡＮケーブル３０ｍ－６０の場合 センサー、ＦＡＮケーブル６０ｍ
ＡＣ１００Ｖ～２４０Ｖ
温度＋湿度１点（乾湿球温度センサーにて）ＨＭＩ－１００の場合 ：壁掛け式、パネル式
ＨＭＩ－１００Ｐの場合：壁掛け式
飽差制御／冷房制御／湿度制御
出力１ 無電圧１ａ接点 ＡＣ２５０Ｖ１０Ａ
出力２ 無電圧１ａ接点 ＡＣ２５０Ｖ１Ａ
EIA 規格 RS485 準拠
動作時：－１０～５０℃、保存時：－２０℃～６０℃
動作時：８５％ＲＨ（但し結露なきこと）以下
保存時：８５％ＲＨ（但し結露なきこと）以下
１５ＶＡ以下ＨＭＩ－１００－＊＊
１０３（Ｗ）× ７８（Ｈ）× ４８（Ｄ）
ＨＭＩ－１００Ｐ－＊＊
２１９（Ｗ）×３１３（Ｈ）×１４０（Ｄ）
ＨＭＩ－１００ －＊＊ ：０．２ｋｇ
ＨＭＩ－１００Ｐ－＊＊ ：２．４ｋｇ■保証
納入品の保証条件につきましては、見積書、契約書、カタログ、仕様書等に別段の定めのない場合、次の通りとさせていただきます。
保証期間
納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後１ヶ年といたします。
保証範囲
上記期間中に納入者側の責により故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換、または修理を納入者側の責任において行います。
但し、次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。
(1)需要者側の不適当な取扱い、ならびに使用による場合。
(2)故障の原因が納入品以外の事由による場合。
(3)納入者以外の改造、または修理による場合。
(4)その他の天災、災害などで納入者側の責にあらざる場合。
尚、ここでいう保証は、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

36

T6581-85C V1.1

ＭＥＭＯ

T6581-85C V1.1

37

ＭＥＭＯ

38

T6581-85C V1.1

ＭＥＭＯ

T6581-85C V1.1

39

お問い合わせは下記へ
TEL 01200120 - 963963 - 166
携帯電話･PHS･IP 電話からはこちらから

TEL 048048 - 255255 - 0066

株式会社ニッポー
ホームページe-mailhttp://www.nippo-co.com/
info@nippo-co.com

本社営業部

TEL:048-255-0066 FAX:048-253-2793〒332-0015

川口市川口 2-13-20

中部営業所

TEL:0533-56-8407 FAX:0533-56-8408〒442-0068

豊川市諏訪 2-425 ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ 3 階 D 号室

大阪営業所

TEL:06-6375-2201 FAX:06-6375-2205〒530-0014

大阪市北区鶴野町 4 ｺｰﾌﾟ野村梅田 A-223

島根営業所

TEL:0854-52-2478 FAX:0854-52-1142〒699-1822島根県仁多郡奥出雲町下横田 750-1

高知営業所

TEL:088-855-7481〒783-0004

高知県南国市大埇甲 2293-1
ﾌﾛｰﾗﾙ赤堤 201 号室

熊本営業所

TEL:096-273-6233〒861-4113

熊本県熊本市南区八幡 11-1-11
ｾﾄﾚ八幡 202 号室島 根 工 場TEL:0854-52-0066 FAX:0854-52-1142〒699-1822島根県仁多郡奥出雲町下横田 750-1※ 住所・電話番号などは、変更になることがあります。あらかじめご了承下さい。

40

T6581-85C V1.1