取扱説明書

環境測定ユニット

もくじ
１
お客様へ

工

このたびはニッポー製品をお買事い上げいただきまして、まことに編ありがとうございます。

安全上のご注意・・・・・・・・
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２・・２２ 付属品を確かめる
付属品を確かめる・・・・・・・・
・・４
・・・・・・・
・・・
４

本体の設置
本体の設置・の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６・・６４ 本体の設定
本体の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・１０
５ 通信用機器の設置
通信用機器の設置・・・・・・・・・・・・・・・
・・
・・・・・
・・１１
３

６

電気配線の施工・・・・・・・・・・
電気配線の施工・・・・・・・・・・１
・・１２

この製品を安全に正しくご使用していただくために、お使いにな

１る前にこの「取扱説明書」をよく各部の名称とはたらき・・・・
各部の名称とはたらき・・・・・・・・・・・・１７
２ 動作を確認する
動作を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・２０

お読みになり、十分に理解してく

３

ださい。
お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。

操
作
編

使い方１．ＰＣで測定データをモニタする・・・・・・・・・・・・２２モニタする・・・・・・・・・・・・
２２４ 使い方２．
使い方２．ｎｉｐｐｏ制御機器のｎｉｐｐｏ制御機器の測定ユニットとして使う・・・・・使う・・・・・・測定ユニットとして使う・・・・・
・２３５ 使い方３．ＥｙｅＦａｒｍＣｌｏｕｄに接続する・・・・・・・・・・・・・２４接続する・・・・・・・・・・・・・２
４・・・２２５６ ＣＯ２センサの自動校正を行う ・・・

故障・異常の見分け方と処置・・・・２
故障・異常の見分け方と処置・・・・２９
消耗部品とメンテナンス・・・・・・・・・・・３０
８ 消耗部品とメンテナンス・
・・・・・
３０
９ 外形寸法と取付寸法・・・・・・・・３３７10仕様と保証・・・・・・・・・・・・３４T6559-85E

1

工事編
１

安全上のご注意

工事を始める前には必ずこの「工事編」をよくお読みください。
■ 工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、この取扱説明書に従ってお客様に使用方法、点検について説明してください。
■ この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく施工してください。
■ ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容ですので必ず守ってください。

警告
施設園芸用以外で使用しない
この機器は施設園芸専用です。
転用禁止

他の用途には使用しないでください。
故障や事故のおそれがあります。
工事や試運転は、必ずお買い上げの販売店または工事業者がおこなう工事や試運転はお客様自身では行わないでください。
不備があると、感電や火災のおそれがあります。

専門業者

火災予防条例、電気設備に関する技術基準、電気工事はそれぞれの指定の工事業者に依頼するなど法令の基準を必ず守る
法令違反になる場合や施工不備により、感電、漏電、動作不良また法令順守

2

は火災のおそれがあります。

T6559-85E

１

安全上のご注意

注意
アース（Ｄ種接地）工事をアース（Ｄ種接地）工事を確実（Ｄ種接地）工事を確実

工事は元電源（ブレーカーなど）を切ってから行うに行う
アース工事
確認

故障や漏電のときに感電をする

電源確認

感電するおそれがあります。

おそれがあります。

付属品や別売品もニッポー指定品
付属品や別売品もニッポー指定品

ぬれた手で本器にさわらないを使用する感電のおそれがあります。

指定以外の部品を使用すると、事故指定部品や故障のおそれがあります。
使用

電源を確認して接続する工事や試運転が正しく済んでいるか確認する
不備があると感電や火災のおそれ

ぬれた手禁止接続を間違えると故障や火災のお電源確認

それがあります。

工事・試運転確認T6559-85Eがあります。

3

２

付属品を確かめる＜標準セット＞（）内は個数＜標準セット＞（）内は個数
ＥｙｅＦＡＲＭ－ｂｏｘ
本体（１）吸引ホース１０ｍ（１）フィルタ（１）ＣＯ２ＺＥＲＯ（１）

取扱説明書（１）

ゼロ校正剤

吸引ホース
（校正用）

■接続方法
コントローラCO2 ZERO

開封日

排気ホース
（校正用）

木製水入れ
木製水入れ（１）

乾湿球センサ１０ｍ（１）

ＦＡＮ電源ケーブル
１０ｍ（１）

取扱説明書（１）ＲＳ４８５－ＵＳＢ変換器
ＲＳ４８５変換器（１）通信用ケーブル５０ｍ

ＵＳＢケーブル付き変換器⇔本体（１）4T6559-85E

取扱説明書（１）

ＥｙｅＦＡＲＭ（アイファーム）
ＥｙｅＦＡＲＭ（アイファーム）
ＣＤ－Ｒ（１）

取扱説明書（１）

EyeFARM

日射センサ
日射センサ＋取付金具(１)

固定用コ型ボルト(２) 日射センサ固定用(Ｐ８５―Ｌ７０）
ナットＭ８（４）日射センサ固定板(２)

取扱説明書（２）

通信用ケーブル５０ｍ
本体⇔日射センサ(１)＜オプション品＞
オプション品＞
標準セットには含まれておりませんが、オプションを希望された場合に同梱されております。
室内用温度センサ

内張り上温度センサ

T6559-85E

土壌水分センサ

5３

本体の設置
本体の設置

設置する場所
ハウス内の環境測定をする場所付近へ設置します。
ＥｙｅＦＡＲＭ－ｂｏｘから日射センサ、ＰＣ、制御機器へつなぐ通信ケーブルは標準５０ｍです。ＥｙｅＦＡＲＭ－ｂｏｘからの距離を考慮の上設置ください。
設置方法
木ねじ、スクリューねじ（現地手配）等でハウス内の柱、パネルなどへ固定してください。
※ＥｙｅＦＡＲＭ－ｂｏｘは約４kgの質量があります。荷重に耐えうる壁,柱へ固定ください。

80ｍｍ

取付穴φ５ｍｍ
取付穴φ５ｍｍ＋φ１０ｍｍ

292ｍｍ

固定用のねじ※木ねじ、スクリューねじ等をご用意ください。

注意

取付穴φ５ｍｍ

6T6559-85E

以下の場所への設置は避けてください
・雨や水のかかる場所
・直射日光にさらされる場所
・高温多湿になる場所
・ほこりや腐食性ガスの発生する場所
・消毒液のかかる場所
・衝撃や振動が多い場所
・地面に近い場所

３

本体の設置
本体の設置

吸引ホースの接続同梱の１０ｍホースを盤下側の「測定用」と書かれたジョイントに接続して下さい。
採気口（フィルタ）はＣＯ２濃度を測定する場所へ設置してください。

採気口（フィルタ）
ＣＯ２ ＺＥＲＯの接続
ＣＯ２ ＺＥＲＯのホース部を真ん中で切って下さい。
盤下側に「校正用」と書かれた２つのジョイントに切ったホースの両側を差し込んで下さい。
保存時は付属の保存用ホースで出荷時と同じようにホースを付けて下さい。
保存時は直射日光に当たらない場所で保存して下さい。

ゼロ校正剤

CO2 ZERO

T6559-85E

7

３

本体の設置
フィルタの取り付け■ 付属の取付フック
取付フックを使って、取り付けを行ってください。
取付フック[フィルタ セット品]①フィルタ（本体）×１②取付フック×２取付フック×２①③取付用ネジ×２②③

取付フックがない場合

取付フックを付けた場合▲ﾌｨﾙﾀの荷重で●壁面等に固定可能ﾎｰｽが抜けやすい→ﾎｰｽの抜け防止

ﾌｨﾙﾀ荷重２点留め※取付ﾌｯｸを固定する柱などが無い場合はﾌｨﾙﾀにﾜｲﾔｰ等を巻いて固定し、ﾎｰｽにﾌｨﾙﾀの荷重がかからないようにしてください。

8T6559-85E

３本体の設置■ フィルタの奥までホースが挿し込まれていないと、異物を吸ってホースが詰まり、CO2 濃度の測定や校正に影響が出ることがあります。
[ホースの挿し込みが浅い場合]▲異物を吸い込んでしまう
ﾌｨﾙﾀ

ゴミ
水滴

ﾎｰｽ

■ ホースを挿し込む際は以下の点に注意してください。
①フィルタの奥までホースを挿し込むこと②軽くホースを引っ張ってもフィルタから抜けないこと
奥に挿し込むことでフィルタ内のパッキンがホースを固定します。

【ﾌｨﾙﾀ分解写真】

ﾊﾟｯｷﾝ③ホースが奥まで入りにくい場合は、ホースをねじりながら挿し込むこと

T6559-85E

9４

本体の本体の設定

ロータリーＳＷの設定ロータリーＳＷの設定
ロータリーＳＷで本製品の通信アドレスを設定できます。
設定すべきアドレスは、２２～２４ページの「ＥｙｅＦＡＲＭ－ｂｏｘの設定」を参照してください。
ロータリーＳＷの設定は配線前に行ってください。
ロータリーＳＷにアクセスする①端子台の固定用ネジをゆるめ、端子台を取り外してください。

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16A17A18

B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15B16B17B18

13579111315171921232527293133

351357911131517192123252729313335

24681012141618202224262830323436

24681012141618202224262830323436

端子台固定用ネジ２本

F 0145 6AB2378 9

ロータリーＳＷ

CD E②盤下側からロータリーＳＷにアクセスできるようになるので、精密ドライバー等でＳＷを回し通信アドレスを設定してください。

校正用

測定用 校正用(排気側)

10(吸気側)T6559-85E

５

通信用機器の設置
通信用機器の設置

パソコンを利用し、データ収集する場合に設置します。
データ収集をする際はパソコンに「ハウス環境モニタソフト・ＥｙｅＦＡＲＭ（アイファーム）」をインストールする必要があります。
※パソコンは現地手配となります。
（ＥｙｅＦＡＲＭの動作環境はＥｙｅＦＡＲＭカタログにてご確認ください。）

パソコン

RS-485 変換器
変換器⇔機器間ケーブル（５０ｍ）※変換器はパソコンの周辺に置いてください。

注意T6559-85E

以下の場所への設置は避けてください
・雨や水のかかる場所
・直射日光にさらされる場所
・高温多湿になる場所
・ほこりや腐食性ガスの発生する場所
・消毒液のかかる場所
・衝撃や振動が多い場所
・地面に近い場所

11６

電気配線の施工

接続図

31 Ａ

1Ｂ

35 SG

SG29＋ＦＡＮ
30－ 電源＋

Ｄ温度

通信用変換器

32 Ａ

TRD＋

34 Ｂ

TRD－36 SG

SG

1615

11 Ai(水分)10 ＧＮＤ

9 ＋12Ｖ

Ｂ温度
20

19

Ｃ温度
18

1725＋ＦＡＮ
26－ 電源
送風ファン

送風ファン

ＰＣ

内張上温度センサ

土壌水分センサ

温度センサ

温度センサ

乾球センサ

乾球センサ

木製水入れ
センサボックス

日射センサ

ＦＡＮ電源
ケーブル
（10ｍ付属）センサケーブル（10ｍ付属）

23 湿球
24（赤）

21 乾球
22（灰）

アース

27＋ＦＡＮ
28－ 電源

3
Ａ温度－
通信用ケーブル（50ｍ付属）

EyeFARM-box

2Ａ

33 Ｂ

※電圧指定のためご確認ください。
電源（AC100又は200V）

通信用ケーブル（50ｍ付属）電源 RS485通信
DC12-24V

ＥｙｅＦＡＲＭ－ｂｏｘで測定のみ行う場合

送風ファン※オプションセンサ
標準には含まれておりません

ｎｉｐｐｏ制御機器をつなげて制御を行う場合

1EyeFARM-box

送風ファン

送風ファン

Ｂ

35 SG

SG

16Ｄ温度

nippo制御機器

1511 Ai(水分)10 ＧＮＤ

9 ＋12Ｖ

20

Ｂ温度
1918T6559-85E

内張上温度センサ

土壌水分センサ

温度センサ
送風ファン

※オプションセンサ
標準には含まれておりません

12Ａ

33 Ｂ

ＦＡＮ電源
ケーブル
（10ｍ付属）
乾球センサ

乾球センサ

木製水入れ
センサボックス

温度センサ

21 乾球
22（灰）
センサケーブル（10ｍ付属）

23 湿球
24（赤）

Ａ温度

1725＋ＦＡＮ
26－ 電源

2
アース

Ｃ温度327＋ＦＡＮ
28－ 電源

電源（AC100又は200V）

31 Ａ

RS485通信

通信用ケーブル（50ｍ付属）※電圧指定のためご確認ください。

６

電気配線の施工

接続図

31 Ａ

通信用ケーブル（50ｍ付属）

Ａ

33 ＢＢ

35 SG

SG29＋ＦＡＮ
30－ 電源＋－※電圧指定のためご確認ください。
通信用ケーブル（50ｍ付属）

EyeFARM-box

Ｄ温度

Ａ

34 Ｂ

Ｂ

36 SG

SG

1615

11 Ai(水分)10 ＧＮＤ

9 ＋12Ｖ

Ｂ温度
20

19

18

1725＋ＦＡＮ
26－ 電源
送風ファン

送風ファン

nippoゲートウェイ

内張上温度
センサ

土壌水分センサ

温度センサ

温度センサ

乾球センサ

乾球センサ

木製水入れ
センサボックス

32 Ａ

ＦＡＮ電源
ケーブル
（10ｍ付属）センサケーブル（10ｍ付属）

21 乾球
22（灰）

アース

23 湿球
24（赤）

Ａ温度

Ｃ温度

3
2

日射センサ

RS485通信

127＋ＦＡＮ
28－ 電源

電源（AC100又は200V）

電源 RS485通信
DC12-24V

ＥｙｅＦａｒｍＣｌｏｕｄに接続する場合

送風ファン※オプションセンサ
標準には含まれておりません

T6559-85E

13

６

電気配線の施工

電源・アース■ 電源・アース端子台は端子台部の１ピン～３ピンです。
※電源電圧は形式によりＡＣ１００ＶとＡＣ２００Ｖ品があります。端子銘板を確認して正しい電圧を供給して下さい。
■ コードはＣＶまたはＶＣＴＦ２．０ｍｍ２以上の電線を使用してください。
■ アースは必ず接続してください。
アース端子にはＤ種接続工事を施し、ハウスの鉄骨柱にもアース端子と接続してください。

14T6559-85E

６

電気配線の施工

乾湿球センサ（木製水入れ）との接続■ 乾湿球センサの端子台は２１ピン～２６ピンです。
■ 乾湿球センサ、ＦＡＮ電源ケーブルは付属品ですのでマークチューブ通りに接続して下さい。
■ 乾球センサ（灰） ：２１ピン、２２ピンに接続
湿球センサ（赤） ：２３ピン、２４ピンに接続
ＦＡＮ電源（＋側） ：２５ピンに接続
ＦＡＮ電源（－側） ：２６ピンに接続

日射センサとの接続■ 日射センサ接続の端子台は２９ピン、３０ピン
３１ピン、３３ピン、３５ピンです。
■ Ｈｏｕｓｅ ＮＡＶＩ ＡＤＶＡＮＣＥとＥｙｅＦＡＲＭ－ｂｏｘを接続するときにはオプション品となります。
■ 接続はマークチューブ通りに接続して下さい。
■ 日射センサの電源＋（白線）：２９ピンに接続
電源－（青線）：３０ピンに接続
Ａ （黄線）：３１ピンに接続
Ｂ （白線）：３３ピンに接続
ＳＧ（ｼｰﾙﾄﾞ）：３５ピンに接続

T6559-85E

15

６電気配線の施工

ｎｉｐｐｏ制ｎｉｐｐｏ制御機器との接続■ ｎｉｐｐｏ制御機器との接続の端子台は３１ピン、３３ピン、３５ピンです。
■ 接続ケーブルは制御機器とのセット品の場合付属しています。
マークチューブ通りに接続して下さい。
■ ｎｉｐｐｏ制御機器のＡ（黄線） ：３１ピンに接続
Ｂ（白線） ：３３ピンに接続
ＳＧ（青線）：３５ピンに接続

パソコンとの接続■ パソコン接続の端子台は３２ピン、３４ピン、３６ピンです。
■ マークチューブ通りに接続して下さい。
■ ＰＣ変換器のＴＲＤ＋（黄線）：３２ピンに接続
ＴＲＤ－（白色）：３４ピンに接続
ＳＧ（青線）：３６ピンに接続

16T6559-85E

操作編
１

各部の名称とはたらき

操作パネル

動作ランプ部
各部の説明⇒１
各部の説明⇒１５ページ

センサランプ部

操作部

各部の説明⇒１
各部の説明⇒１６ページ

各部の説明⇒１
各部の説明⇒１５ページ

T6559-85E

17

１

各部の名前とはたらき

動作ランプ部
電源ランプ
運転状態を表示します
点灯 運転中点滅 機器異常
消灯 停止中通信ランプ
通信動作モニタ点滅 通信中消灯 通信異常またはﾛｰﾀﾘｰ SW の設定値が A～F のとき警告ランプ運転状態を表示します
点灯 機器異常点滅 機器異常
消灯 正常動作

水切れランプ
木製水入れの運転状態を表示します
点灯 正常動作点滅 水切れ消灯 乾湿球センサ未接続

操作部
Ｘキー
自動校正を開始できます＜５．ＣＯ２センサの自動校正を行う＞参照

Ｙキー
サービス

18T6559-85E

１

各部の名前とはたらき

センサランプ部
センサの接続状態を表示します。
点灯 接続中消灯 未接続またはセンサ異常

Ａ温度センサ

Ｂ温度センサＣ温度センサＤ温度センサ

土壌水分センサ
土壌水分センサ

地温センサ
地温センサ

下記ランプには固有の動作があります。
ＣＯ２センサＣＯ２センサの接続状態を表示します
点灯 接続中点滅 センサ自動校正中
消灯 未接続またはセンサ異常

日射センサ
日射センサの接続状態を表示します
点灯 接続中消灯 未接続，センサ異常，ロータリーＳＷの設定値が１～９のとき

T6559-85E

19

２動作を確認する「工事編」に従い本製品を据え付けた後、電源を入れ、以降の手順で正しく動作しているかを確認してください。

２－１ 動作ランプ部の確認
パネルの動作ランプ部を確認します。
異常なく運転していることを確認してください。

電源ランプが点灯して警告ランプが点いていないからＯＫ

20

T6559-85E

２動作を確認する

２－２ センサランプ部の確認
パネルのセンサランプ部を確認します。
接続したセンサに対応するランプが点灯していることを確認してください。

端子台に接続したセンサに対応したランプが点灯

接続していないセンサについては点灯しない

T6559-85E

21

３

使い方１．ＰＣで測定データをモニタする

ＰＣで測定データをモニタする使用方法を説明します。
３－１ 概要各種センサで測定したデータを集め、ＰＣへ送信します。

濃度を測定測定値をPCへ送る

ＰＣ

データを集計EyeFARM-box
測定値を集める
日射量

日射センサ

温度湿度

木製水入れ

３－２ EyeFARMEyeFARM-box の設定
本体についているロータリーＳＷを下記のように設定してください。
１台目：Ａ
２台目以降：Ｂ～Ｅ

３－３ PC で測定値を見る
集めた測定値がＰＣに表示されます。
ＰＣの操作方法はＰＣソフト「ＥｙｅＦＡＲＭ」のマニュアルを参照してください。

22

T6559-85E

４

使い方２．ｎｉｐｐｏ制御機器の測定ユニットとして使うｎｉｐｐｏ制御機器の測定ユニットとして使用する方法を説明します。
４－１ 概要各種センサで測定したデータを集め、ｎｉｐｐｏ制御機器へ送信します。

濃度を測定

測定値を制御機器へ送る

nippo制御機器

EyeFARM-box
測定値を集める
日射量

日射センサ

温度
湿度

木製水入れ

４－２ EyeFARMEyeFARM-box の設定
本体についているロータリーＳＷを下記のように設定してください。
１台目：１
２台目以降：２～

４－３ 制御を行う
接続した制御機器よりハウス内の環境制御を行うことができます。
制御方法は制御機器のマニュアルを参照してください。

T6559-85E

23

５

使い方３
使い方３．ＥｙｅＦａｒｍＣｌｏｕｄに接続する
ＥｙｅＦａｒｍＣｌｏｕｄに接続する

ＥｙｅＦａｒｍＣｌｏｕｄに接続して使用する方法を説明します。
５－１ 概要各種センサで測定したデータを集め、クラウドへ送信します。

濃度を測定

測定値をゲートウェイへ

データをクラウドへ

EyeFARM-box
測定値を集める
日射量

日射センサ

温度
湿度

木製水入れ

５－２ EyeFARMEyeFARM-box の設定
本体についているロータリーＳＷを下記のように設定してください。
１台目：Ｆ
２台目以降：Ｆ
５－３ クラウドの設定を行う
ＥｙｅＦａｒｍＣｌｏｕｄの初期設定を行うとクラウドサービスを利用できます。
初期設定については「ＥｙｅＦａｒｍＣｌｏｕｄ」のマニュアルを参照してください。

24

T6559-85E

６

ＣＯ２センサの自動校正を行う

本製品はＣＯ２センサ測定値の長期信頼性、高精度を実現するための自動校正機能を備えています。
６－１ ＣＯ２ＺＥＲＯを接続する「工事編」に従いＣＯ２ＺＥＲＯを接続してください。

６－２ ＣＯ２ＺＥＲＯの確認
ＣＯ２ＺＥＲＯボトル内の粒の色を確認してください。
色が紫色の場合ＣＯ２ＺＥＲＯの交換が必要です。
その状態では自動校正を行わないでください。
使用前の粒の色は“白”

ゼロ校正剤

CO2 ZERO

粒の色が変化したら交換のサイン
販売店へ連絡

使用回数が増えると“紫”に変化

ゼロ校正剤

CO2 ZERO

T6559-85E

25

６

ＣＯ２センサの自動校正を行う

以降の操作は「使い方１．ＰＣで測定データをモニタする」と、「使い方３．ＥｙｅＦａｒｍＣｌｏｕｄに接続する」場合のみ有効です。
「使い方２．ｎｉｐｐｏ制御機器の測定ユニットとして使う」の場合は制御機器側から操作してください。
６－３ 自動校正を開始する
Ｘキーを長押しすると自動校正を開始します。

26

T6559-85E

６

ＣＯ２センサの自動校正を行う

６－４ 自動校正が終了するのを待つ
自動校正が終了するのを待つ
自動校正中はＣＯ２ランプが点滅します。

自動校正が終了するとＣＯ２ランプは点滅から常灯に戻ります。

T6559-85E

27

６

ＣＯ２センサの自動校正を行う

６－５ 自動校正を中断する
自動校正中にＸキーを長押しすると自動校正を中断できます。
自動校正開始後、接続等の不備が判明した場合はただちに本操作で中断してください。

28

T6559-85E

７

故障・異常の見分けかたと処置方法

注意

異常（異音・異臭）を感じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店に連絡してください。
異常のまま使用すると感電や火災のおそれがあります。

修理を依頼される前に下記「７－１故障診断」を確認してください。
原因が分からないときや、故障を確認したときは、必ずお買い上げの販売店にお問い合わせください。

７－１ 故障診断（状況から調べる）
状況

原因

処置方法

電源ランプが点灯しない

電源が入っていない

電源を入れてください

電源ランプが点滅する

機器の異常です

元電源を入れなおしてください

警告ランプが点灯する機器の異常です

販売店へお問い合わせください

警告ランプが点滅する

機器の異常です

販売店へお問い合わせください

接続したセンサの接続不良または「工事編」マニュアルに従いランプが点灯しない

センサの故障接続を確認してください

自動校正で測定値の精度

自動校正ユニット「CO2ZERO」が出ないの性能が劣化（粒の色が紫）

水切れランプが点滅する

木製水入れ BOX の水が切れている

CO2ZERO を交換してください
木製水入れ BOX 内ボトルへの補水

PC または制御機器に接続しているが、測定値を表示しない又は通信エラー「工事編」マニュアルに従い接続不良

接続を確認してくださいが発生する

このようなときは異常ではありません
このようなとき

理由

点灯しないセンサランプ

センサが接続されていない場合は異常ではありません

部がある

接続されている場合は、「工事編」マニュアルに従い接続を確認してください

水切れランプが点滅、ハウス内が高湿度（飽和）状態で継続している可能性があります

補水しても継続する

その場合、故障ではありません

T6559-85E

29

８

消耗部品とメンテナンス
消耗部品とメンテナンス

本製品には以下の消耗部品を使用しており、定期的なメンテナンスと部品交換が必要です。
８－１ アイファームボックス本体《定期的に部品交換が必要なもの》
定期的に部品交換が必要なもの》① CO2 測定用吸引ポンプ(センサユニット内蔵部品)
センサユニット内蔵部品)
吸引力が弱くなると交換が必要です。
※サービスマンによる交換が必要です。

② 校正用 CO2 ZERO
白い石が、青紫色に変色すると交換が必要です。
注文品番：CO2-ZERO-5INCH③ CO2 測定用吸気フィルタ
目詰まりや、変色（新品は白色）が見られる場合交換が必要です。
注文品番：ＰＣＥ－Ｆ１【注意】注意】消耗部品の寿命は使用条件や環境によって変動いたします。

30

T6559-85E

８

消耗部品とメンテナンス

８－２ 木製水入れセンサボックス《日常的に補充・部品交換が必要なもの》
日常的に補充・部品交換が必要なもの》① 蒸留水、または精製水の補給
使用環境や時季により変化しますが、５日～１０日ごとに補給が必要です。
(タンク容量：約７４０cc)
ドラックストア、ホームセンター等でお買い求めいただけます。

② 湿球用
湿球用ガーゼ
汚れてきた、固くなってきたなど、水を吸い上げにくくなると交換が必要です。
注文品番(２４枚入り)：ＮＰ5264－30－001《定期的に部品交換が必要なもの》
定期的に部品交換が必要なもの》③ 送風ファンモーター
送風量が減ると交換が必要です。
※サービスマンによる交換が必要です。

《定期的にメンテナンスと確認が必要なもの》
定期的にメンテナンスと確認が必要なもの》④ ファンフィルタ
汚れてきたら風の通りが悪くなるので洗ってください。

【注意】注意】消耗部品の寿命は使用条件や環境によって変動いたします。
T6559-85E

31

８

消耗部品とメンテナンス

８－３ 日射センサ《定期的にメンテナンスと確認が必要なもの》定期的にメンテナンスと確認が必要なもの》① 日射センサ
定植前に点検してください。
上窓が汚れていれば汚れを落としてください。
汚れにより測定値が実際より減少します。
※サービスマンによる交換が必要です。

【注意】注意】消耗部品の寿命は使用条件や環境によって変動いたします。

32T6559-85E

９外形寸法と取付寸法

外形寸法
11935174

警 告!

感電注意

●電気工事は電源を切ってから行うこと●電気工事は有資格者が行うこと●正しい配線、結線を行うこと

アースを必ず接地
水濡れ禁止
直接地面に置くな

315

280!

ほこり、虫が内部に入らない様に

注 意!
!

取扱説明書を必読
無断で改造しないこと
EyeFARM-box

形 式

EB-500電 源

単相 200 V 50／60 Hz

オプション入力

温度センサー 2点

消費電力

**VA

製造番号

*****

株式会社 ニッポー

取付寸法
φ5穴 切欠キ穴
2-φ5＋φ10292880

φ5穴 切欠キ穴

T6559-85E

33

１０仕様と保証

■仕様
製品名
型式
電源測定項目拡張項目

設置方式
許容周囲温度
許容周囲湿度
消費電力
外形寸法
質量

34

ＥｙｅＦＡＲＭ－ｂｏｘ
ＥＢ－５００－＊Ｖ＊＊
型式＊部が１の場合：ＡＣ１００Ｖ
型式＊部が２の場合：ＡＣ２００Ｖ
温度＋湿度１点（乾湿球温度センサにて）温度４点（オプション）
土壌水分１点（オプション）、ＥＣ１点（オプション）
ＣＯ２濃度 １点
日射 １点
拡張①，②は温度センサ入力か接点入力として使えます（オプション）。注文時指定してください。
型式＊＊部がＴＴの場合：温度センサ入力
型式＊＊部がＩＩの場合：接点入力
壁掛け方式（室内用）
つるす方式（室内用）
動作時：０～５０℃、保存時：－１０℃～６０℃
動作時：９５％ＲＨ（但し結露なきこと）以下
保存時：８５％ＲＨ（但し結露なきこと）以下
４２ＶＡ以下１７４（Ｗ）×３１５（Ｈ）×１１９（Ｄ）
約４.０ｋｇ(本体のみ)

T6559-85E

１０仕様と保証

保証条件
株式会社ニッポー( 以下「当社」といいます) は、当社がお客様に対して販売し納入した当社製品（以下単に「製品」といいます） に関して、以下のように保証条件を定めます。

１． 保証期間
製品の保証期間は、以下のとおりといたします。ただし、当社とお客様との間で締結する契約書、その他当社がお客様に対して提示した見積書、カタログ仕様書等( 以下「契約書等」といいます) にこれと異なる定めがある場合は、その定めに準ずるものとします。

(1)

お客様が当社から直接製品を購入した場合： お客様のご指定場所へ納入した日から 1 年間

(2)

お客様が商社かを経由して製品を購入した場合： 当社が商社に納入した日から 1 年間
ただし、お客様が、商品内容及び日付が明記されている納入伝票等により、商社から購入した日を証明できる場合には、お客様が商社から購入した日から 1 年間

２． 保証範囲
上記期間中に当社の責により製品に故障を生じた場合は、以下に該当する場合を除き、その製品の故障部分の交換、または修理を当社の責任において行います。ただし、契約書等にこれと異なる定めがされている場合には、その定めに準ずるものとします。

（1） お客様による不適当な取扱い、ならびに使用が原因であると当社が判断する場合（2） 故障の原因が納入した製品以外の事由が原因であると当社が判断する場合（3） 当社以外の第三者( お客様を含みます) による改造、または修理が原因であると当社が判断する場合（4） その他、天災、災害などで、当社の責にあらざる場合
なお、ここでいう保証は、当該製品単体の保証を意味するもので、当該製品の故障に誘発される他の損害はご容赦いただきます。

３． 保証内容
上記２ 「保証範囲」記載の保証は、お客様が当社宛に当該製品を郵送し、当社が当該製品を交換または修理する方法により行うものとし、当社が当該製品の納入先その他お客様のご指定場所に出向いたうえで修理・交換を行うことは保証内容に含まれません。
なお、当社が製品の納入先その他お客様のご指定場所に出向いたうえでの修理・交換は、有償のサポートサービスとして別途承っております。

T6559-85E

35

お問い合わせは下記へ
TEL 01200120 - 963963 - 166
携帯電話･PHS･IP 電話からはこちらから

TEL 048048 - 255255 - 0066

ホームページ

問い合わせメール株式会社ニッポー
ホームページe-mail本

http://www.nippo-co.com/
info@nippo-co.com

社

TEL:048-255-0066 FAX:048-253-2793

川口市川口 2-13-20

中部営業所

TEL:0533-56-8407 FAX:0533-56-8408

豊川市諏訪 2-425 ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ 3 階 D 号室

大阪営業所

TEL:06-6375-2201 FAX:06-6375-2205

大阪市北区鶴野町 4 ｺｰﾌﾟ野村梅田 A-223

島根営業所

TEL:0854-52-2478 FAX:0854-52-1142

島根県仁多郡奥出雲町下横田 750-1

高知出張所

TEL:088-855-7481

高知県南国市大埇甲 2293-1 ﾌﾛｰﾗﾙ赤堤 201 号室

熊本出張所

TEL:096-273-6233

熊本県熊本市南区八幡 11-1-11 ｾﾄﾚ八幡 202 号室※住所・電話番号などは、変更になることがあります。あらかじめご了承下さい。

36

T6559-85E