Ｈｅａｒｔ＆Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

マルチカメラびり検出器とは・・・ＱＲ総合検査機での”びり”検出は、投光器と受光器を用いて型替者が、明確な基準のない中でびり設定を行っているのが現状です。この為、型替者により、①びり設定時間がかかる②検出精度のバラツキ（良品破棄・欠点見逃）の問題が起こります。
一方で多品種、小ロット製品の生産増加の背景で、型替時間の短縮と高い検査精度が要求されています。
この問題解決の為、複数の投受光器をワンヘッドに固定化し、パソコンによる設定とデータの保存を可能とし型替設定のバラツキを小さくしたのが「マルチカメラびり検出器」です。
この「マルチカメラびり検出器」は、検出率アップ要求の高い口部びりをターゲットとしており、今日まで弊社の全工場で高い検査精度を発揮してます。

マルチカメラびり検出器ヘッドについて

マルチカメラびり検出器は、投光器１２本と受光器８本を１つの検出ヘッドに規則的に組み込み固定化されています。また、１本の受光器に８ch内蔵され、より多くのびり検出を可能とします。

設定最大可能パターン数フリー設定でマルチカメラ受光器２０本２０ｃｈ＜検出ヘッド下部＞

７０４ｃｈ※フリー設定は、設置スペースを考慮してません。
現実は20chにはならないと考えられます。

データ作成について

不良検出信号は、最大８種類（Ａ～Ｈ）の欠点名に分けて出力し、何のびりが検出されたか判別できるようになっています。
その欠点別に検出する設定「欠点コード割付」設定を事前に行います。

例えば、投光器＃７と受光器＃８左で不良品を検出した場合、「Ｃ」で検出され、首びりを検出した事が分かります。
＜パソコン設定 欠点コード割付画面＞

ビット・マスク設定についてマルチカメラびり検出器のシステムは、良品登録をし、その良品登録した以外のものは不良品として検出します。
その良品登録設定するのが「ビット・マスク設定」です。良品で検出した組み合わせを使用しないよう○→×に変え、マスクをかけます。
○印：検出する投受光器の組み合わせ×印：検出させない投受光器の組み合わせ＜パソコン設定

マスク設定画面＞

運転画面について設定した受光器のしきい値を表示検出ヘッドに登録されたしきい値を表示しきい値とは・・・各カメラの感度設定値。
（設定範囲０～２５５。小さい方が厳しい設定となる）＜運転画面＞

不良品を検出した時の”ビットデータ”が４色（赤・黄・水・白）又は、２色（赤・白）で表示されます。
＜４色の時＞赤色表示：しきい値の1.4倍以上の検出信号→不良黄色表示：しきい値の1～1.4倍の検出信号→不良水色表示：しきい値の0.7～１倍の検出信号→良品白色表示：しきい値の0.7倍以下の検出信号→良品＜２色の時＞赤色表示：しきい値の1倍以上の検出信号→不良白色表示：しきい値の１倍以下の検出信号→良品各投受光器で検出した不良検出本数が表示され、他欠点項目別の検出本数、検査総数、不良総数が表示されます。

＜検出ビットデーター画面＞

１．仕様仕様項目検査範囲内

容天面より２０ｍｍ下りまで天びり、王冠びり、リップびり、かぶらびり、スカートびり対象欠点スカート下びり等の口部びり（設定パターンのあるもの）口部の振れ ±１ｍｍ以内ハンドリングベースマシン：ＱＲ検査機処理速度ＭＡＸ６００Ｂ／Ｍ高さ：４０ｍｍ～４００ｍｍびん仕様胴径：丸びん、一部の変形びん（ＱＲ検査機でハンドリング出来るもの）口形状：王冠口、リップ口、ＰＰキャップ口、ストップ口、コルクロ等

２．ユーティリティー電源：単相２００Ｖ電力：１．５ＫＶＡ

５０／６０Ｈｚ３．検出ヘッド・筐体寸法●仕様及び性能については、使用条件等によって変動する場合がありますので、詳細については下記お問い合わせ先までご連絡下さい。

！

●ご使用に際しては、取扱説明書をご確認頂き、かつオペレータートレーニングを受講された方のみご使用下さい。
●製品については、予告なく変更される場合がありますので御了承下さい。
●記載された写真は印刷の為、実際の製品の色と異なる場合があります。

●お問い合わせは

ハート＆テクノロジーエンジニアリングカンパニー〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111TEL．06-6411-7071 FAX．06-6411-7075

関西本社〒660-8580 兵庫県尼崎市西向島町15-1TEL．06-4300-6000FAX．06-4300-6381ホームページｈｔｔｐ：//www.ｙamamura.ｃo.jp

PC-肉厚検査装置“丸びん・変形びん（※）”

制御部

丸びん用

変形びん用

検出部

角びん

楕円びん

平面部最小値コーナー部最小値

測定データー＜基本仕様＞：丸びん／角びん／長方形びん／楕円びん・びん形状：接触式・測定方式：最大４ヶ所・測定ポイント：±0.1mm・検出精度：1～4mm(丸びん) 1〜2.5mm (変形びん )・測定範囲・処理能力：最大300BPM (びん形状に制限されます)※びんコーナー部の形状によって、正常に測定出来ない場合があります。

□概要びん軽量化や更なる品質向上には肉厚管理が重要で、変形びんの肉厚測定需要も高くなりました。そのため、従来の肉厚検査装置では検査出来なかった変形びんを可能とし、従来機の機能と操作を継承し、且つ、機能を向上させた肉厚検査装置を開発し、弊社内全工場で高い検査精度を発揮しています。
＜メイン画面＞＜拡張グラフ画面＞

角びん

ｺｰﾅｰ1ｺｰﾅｰ2＜検出部とコーナー検知センサー＞＜ ビッグ画面＞平面側

ｺｰﾅｰ3ｺｰﾅｰ4

コーナー側

検出部（W:118 D:70 H:18㎜）

不良＜変形びん測定条件＞＜ インデックスマシンに搭載（条件）＞

ｺｰﾅｰエンジニアリングカンパニー長辺と短辺の差が 9mm 以内コーナー部の半径が 14mm 以上〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111Tel 06-6411-7071 Fax 06-6411-7075http://www.yamamura.co.jp

PC-CIDびん型番識別装置

ヒール部の型番コード読取ヒール部の型番数字読取底部の型番コード読取底部の型番数字読取

□概要PC-CID装置は、型番の数字とコード（ドット・バー）の両方を認識可能な、 びんの型番読取装置です。
本装置は、びんの底部とヒール部（びん下部側面）の型番数字及びコードの読取が可能です。また、一定期間の撮影画像とその設定内容の記録も可能です。

《 ヒール部》＜ヒール部光学系＞＜型番数字＞＜底部光学系＞＜ドットコード＞《 底部》＜型番数字＞＜ドットコード＞□特徴・1台の装置で、底部とヒール部の両方の型番読取を可能とします。
・オペレーション操作を容易に行えます。
・びん底部の泡検査機能を、オプションで取り付けが可能です。
・型番コードの仕様は、CSVファイルで追加・変更可能です。
・一定期間の撮影画像と設定内容のデーターを記録する事が可能です。
□基本仕様・読取精度99% 以上・処理能力最大600（BPM）・びんの色白色、茶色、緑色、黒色等・読取可能型番数字1～999・読取可能型番コード1～255・リジェクト型番登録可能数最大60型番・生産中の型番登録可能数最大120型番・読取信号出力形式RS232・制御盤外形寸法H:350 W:520 D:600（㎜）・1次電源AC100～230V 単相・使用温度0～40℃

エンジニアリングカンパニー〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111Tel 06-6411-7071 Fax 06-6411-7075http://www.yamamura.co.jp