触媒作用(バッチ＆フロー）
高圧リアクターHigh Pressure Chemistry水素化と触媒作用
商品選択ガイド
下の表を参考に研究内容にあった商品をご選択ください。HELグループの最高品質の高圧リアクターとシステムは、様々な水素化および触媒作用を研究する化学者に革新的で柔軟なソリューションを提供します 。 ここにアプリケーションが記載されていない場合でも、弊社までご連絡くださればお客様の要求と仕様に合わせて当社チームが革新的なSolutionをご提供することができます！

アプリケーション

低コスト触媒スクリーニング

対応ユニットCAT ユニット
1ml - 8ml 使用可能容量
7,18, 24 or 96 バイアル 100bar/250℃
 マグネット攪拌HP ChemSCAN
触媒スクリーニングとプロセス開発

プロセスの最適化

フローケミストリー

16 か 75ml
8リアクター, 個別制御
-60℃～200℃
200bar (+)

AutoMATE II

４/8リアクタープラットフォーム
16 to 500mlリアクター-80℃～ 250℃ (+500オプション)
200bar (+)

FlowCAT

3ml, 10ml、40ml
最大使用可能容量
500°C (+)
200bar (+)

ソフトウェアプラットフォーム
HELのWinISOソフトウェアはデスクトップPC,ラップトップ、タッチスクリーンで使用でき直感的で化学者に優しいインターフェースを提供します。
 リアルタイムのグラフィック表示。表とグラフィック
パネル表示でのデータ表示
 実験のリアルタイム編集
 測定値によるアラームとセーフティーシャットダウン機能 データファイルを 一般的なソフトウェアパッケージに移すことができます。

特長
HEL CAT ユニットはハイスループットスクリーニングを少量かつ充分なスケールで、従来のスクリーニングユニットのコストに比べ各段に安い値段で実施できます。

８つの独立制御のパラレルリアクターによりHPChemiSCANはプロセス開発のスピードを上げプロセス条件検討をさらに深く掘り下げることができます。

操作が簡単なスケールアップツール。
自動化と安全制御機能が人による操作の必要をなくし生産性をあげます。

高圧フローケミストリーを短時間で評価します。プロセス開発、小スケール生産、反応スクリーニングに適しています。

ハイスループット触媒スクリーニング
CATシステム
CATシステムは水素化および他の高圧環境下の反応実験のユニットです。高圧化反応スクリーニングのためにコストを抑えかつ シンプルで使いやすいように作られています。ホットプレートまたはオイルバスでそのまま使うこともできます。

マニュアルシステム

100bar/250℃耐圧耐熱容器 (316SS または Hastelloy)
バルブとプレッシャーゲージ。手動でパージ（不活性ガス）したあとで反応のためのガス（水素など）で加圧できます。
ホットプレートの上に載せて加熱攪拌できます。
熱電対センサーを入れるポケットがあります。

CAT7と24

CAT18

 上部に冷却剤ラインをつなげることができます。

18 x 2ml HPLC バイアルを収納 (Septaあるなし両方) 逆流機能なし

 冷却フィンガーが蒸気を結露させ、クロスコンタミを最小限に抑えます

Cat 7
7 x 10ml or 7 x1ml

冷却剤IN
密閉キャップガスFeed/Vent
内部温度センサー
冷却剤IN

冷却ヘッド
24x2mL バイアル
加熱エリア

Cat 2424 x 2mL

自動化システム
96 well Zinsser ブロックをベースにした完全自動化システム
 96 x 1ml HPLCキャップ付きバイアルが使えます 35bar/200℃
 マグネットで攪拌します ガスの注入の放出・温度・攪拌・圧力をパソコンで制御します。

Cat 1818 x 2ml

プロセス開発の効率化
HP ChemSCAN
高圧下反応とHeterogeneous触媒システムの迅速な開発のために開発された並列反応器システムです。 高圧力ChemSCAN（HPCS）は、200barおよび+ 200℃に対応する8基の反応器プラットフォームであり、各反応器は独立制御され、パソコンからすべてのパラメーターを制御・モニターすることができます。 HELのPolyBLOCKプラットフォームに基づき、システムは柔軟性とモジュールが簡単に追加できます。
洗練されたソフトウェアコントロールは、迅速かつ効率的なスクリーニングと触媒反応システムの開発を可能にします。

特長:


各容器の独立温度制御

独立圧力制御。テストを違う圧力下で行えます

各リアクターのオンラインガス消費量の計算と表示攪拌
すぐれた攪拌機能。heterogeneous の触媒ガス液体反応にもhomogenous のガス液体反応にも対応します。
混合割合はカイネティクス的な設定制
御ができ、安心してスケールアップできます。
コントロールシステム
 ソフトウェアの制御とデータロギング
 各リアクターのガス注入のリアルタイムディスプレイ。
 不活性ガスと反応ステージの制御シーク
エンスの自動制御

16mL リアクター
316SS またはHastelloyが選択可能

高圧液体注入オプション
 The HP ChemSCAN は高圧液体注入オプションがあり完全に自動化されています。 最大 200bar (3000psi)
0.05ml の精度で注入できます
Uptake感度 0.04mモルのガス消費量を検出します。(標準リアクター内では0.1bar の変化)

パラメーター スタンダードシステム

コメント

温度

-60℃～200℃

各リアクターを独立制御し 100℃の温度差も設定できます

稼働容量

16mL容器75mL と120mLも対応可

最小容量 3mL
315SSまたはHastelloyを選択可能

圧力100bar(200bar オプションあり）

各リアクターの圧力測定および制御
30bar(450psi)のリアクター圧力差まで対応可能

カスタムデザイン パラレルプロセス最適システム
PolyBLOCK or AutoMATE II
柔軟でカスタマイズ可能なプラットフォーム。 HELのPolyBLOCKおよびAutoMATE IIプラットフォームは、 費用対効果の高いコンパクトでモジュール化されたソリューションを提供します。私たちはソフトウェア、機械および 電気工学の能力、化学と化学工学の知識で研究者のニーズに柔軟かつ革新的なアプローチを提供します。


交換可能なリアクター
広い温度範囲（-80℃〜250℃以上）
各ゾーンの独立したモニターと制御
ガスおよび液体の供給のためのオプションラインナップ
完全に統合されたコンパクトなデザイン

独立した圧力と温度の測定・制御によるプロセス開発システム。ガス・固体のDoseオプション 、撹拌できる反応器、16〜300mlの容量の液体投与オプションから選択できます

8 x 75ml 高圧リアクター 浮遊攪拌子と ガスフィード ベントマニフォールドを装備

4 x 300ml 高圧リアクター 完全自動システム メカニカル浮遊
攪拌機能つき100ml と 300ml リアクター (相互交換可能) 上からの攪拌機能つき

8 x 高圧高温リアクター 攪拌機能つき高圧システムへのスケールアップ
HP AutoLAB研究用およびキロラボ用のベンチおよびパイロットスケールのリアクター。 20リットルを超える容積で、手動操作または コンピュータ制御でカスタムデザインできます
圧力下でのガス液体反応 液体およびガス投与
 オンラインでのガス消費量モニター
 HomogenousまたはHeterogeneous触媒作用 単独またはパラレルでのシステム

Heterogeneous かHomogenousで内部チャンバーを選択できます
複雑な合成反応
 研究規模と完全パイロットプラント
 高粘度反応 高温高圧 バッチプロセスと連続プロセス

従来のスターラーオプション

らせんスターラー
高粘度用

高圧フィードバルブ

水素化のための独立制御パラエルリアクター

「フローシステムによるスケールアップ」例:水素添加 約6Kg/日
FlowCAT
連続フロー化学プロセスの開発のための最大200bar・550℃の環境を提供するコンピュータ制御プラットフォームです。
フレキシブルなデザインは、HomogenousとHeterogeneous反応を可能にし、同じユニット内でスケールアップでき、ガス注入と固体注入のコンビネーションも可能にします

気・液供給ソフトウェア
ソフトウェアで圧力、液体/気体の温度および供給速度を完全制御



条件を編集のためにRunを停止する必要はありません。

高スループット操作

レシピを自動的に書き込み。プロセスの変化に基づいて順番に実行することが可能



各RUNの終わりにサンプリングが行われ次のRUNが自動的に開始されます

アプリケーション


新しい化学反応を迅速にスクリーニング

生成効率を最適化し新しい触媒を特定します

小規模生産を迅速かつ安全に行えます

カルボニレーション、ポリマリゼーション、バイオ燃料研究、フィッシャー・トロプッシュ、製油所ユニット操作にも対応

 フィード、温度、圧力とサンプリングの制御
 リアルタイムプロセスデータ

パラメーター

標準システムコメント

温度

300℃（オプションで300℃以上も選択可）

長いリアクターには複数の加熱ゾーンが設定できます。

リアクターサイズ

リアクターの直径6-24㎜
リアクターの長さ150-500㎜

316SSまたはHastelloyが選択できます

100bar(200 barはオプション）

信頼できる高精度制御バルブ。液体と気体と二相混合にも有効です。バックプレッ
シャーコントロールも可能

1 x 気体1 x 液体オプションで独立した注入口を自由に追加できます。

圧力注入

HELについてHELは、研究用およびパイロット規模の化学反応装置および関連するデータ処理・自動化システムを専門とする国際企業です。1987年に設立され、世界中にクライアントを持っています。

知識豊富なスタッフ
高度な資格を持ち経験を積んだ化学技術者および化学者がいます

品質
16年以上ISO9001認証を受けています

サービス
サービス契約の選択 長年蓄積したクライアントサポートで安心して任せいただけます。

製品の範囲
既製品とカスタムデザイン、手動および完全自動制御、低圧力および高圧力/高温度・低温アプリケーション、シングル/パラレル/マルチベッセル製品、と選択肢が豊富でニーズにあった商品が見つかりますコンサルティング
 過去20年にわたり、私たちは専門知識を培っております。
反応危険性、熱量測定、ベントサイジング プロセス開発と最適化
 粉塵と粉の可燃性のテスト
 専門家によるコンサルティング、HAZOPS、DIERS、事故と事故の調査、専門的な訓練を含むその他のハザードコンサルティングサービス

国内代理店

販売

株式会社朝日ラボ交易〒650-0046 兵庫県神戸市
中央区港島中町4丁目1－1
ポートアイランドビル6F
TEL 078-335-8613
FAX 078-335-8614
URL http://www.asahilab.co.jp
Email: info@ asahilab.co.jp