全天日射計

ISO,WMO 標準規格

CHF-SR05-DA1/ SR05-DA2/SR05-A

簡易取扱説明書Rev 170915
2017 年 9 月

Based ON
SR05 manual 取扱説明書 ver.1605
Edited & Copyright by:
Hukseflux Thermal Sensors

クリマテック株式会社〒171-0014
Tel
Fax
E-mailURL

東京都豊島区池袋 4-2-11 CT ビル 6F
03－3988－6616
03－3988－6613
support@weather.co.jp
http://www.weather.co.jp/

本説明書は簡易版です。詳細版は以下よりダウンロードを御願いします。
http://www.weather.co.jp/support/＊本内容は予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。

CLIMATEC,Inc.

CHF-SR05-DA1/ SR05-DA2/SR05-A

1.仕様
SR05-DA1/ SR05-DA2/SR05-A 全天日射計は、180 度の視野から平面に入射される日射量(日射フラックスともいいます)を W/m2 で測定します(全天日射量といいます)。
SR05-DA1/ SR05-DA2/SR05-A は熱電堆センサーを使用しており、電源不要な受動型センサーであり、日射フラックスに比例した微少な電圧を発生させます。
適正な測定システムと組み合わせることにより、使用することができます。
表 1 SR05-DA1/ SR05-DA2/ SR05-A の仕様型
特式

徴

CHF-SR05-DA1
0-1V 出力
デジタル出力

主な目的・特徴

出力選択

アナログ日射出力

出力詳細

4-20mA 出力
デジタル出力2nd Class
RS-485 2 線
Modbus RTU モード

TTL 2 線
Modbus RTU モード
日射量 W/㎡
ボディ温度 ℃

2 線式
4-20mA/0-1600W/㎡

0-1V/0-1600W/㎡

アナログ出力10-25mV/1000W/㎡
オプション
7mV/1000W/㎡<17mV/1000W/㎡

出荷時オプションでレンジ変更可能-

10Hz サンプル、4 個移動平均値の 10Hz 更新-

1 応答時間(95%)

5-30VDC
デジタル消費電力：0.075W@12VC(6.25mA)
アナログ消費電力：0.24W@12VC(20mA)<±15W/m2

2b ゼロオフセット 温度依存(5K/hr)<±4W/m2

3a 非安定性(経年変化/year)<±1%

3b 非直線性(100-1000W/m2)<±2.5%

3c 方向応答特性(ビーム放射に対して）<±25W/m2

3d 波長選択特性(350-1500nm)<±5%3e 温度応答特性(50℃レンジ)<±3%3f 傾斜応答特性<±2%

測定範囲(W/m2)

0～2000

内部抵抗－

ヒーター
内部温度センサー
内部温度精度－
MAX31725

Digital 温度センサー
一重日積算の不確かさ±10%

校正の不確かさ(uncertainty of reference)

1.8%
約 600g(10m ケーブル含む)

視野角

180 度

動作温度

-40～+80℃

料

波長範囲キャリブレーション

アルマイト
285-3000 nm
WRR ISO 9847 準拠
２年毎の再キャリブレーションを推奨

ケーブル

10m 4.8mmφ
コネクタ付延長ケーブル 10,20m

オプション

ボールレベリング付
ボールレベリングとパイプ取付付 取付パイプセット
取付アームセット

E-maill: support@weather.co.jp
URL: http://www.weather.co.jp/

オプション

±0.5℃

ガラスドーム本体重量-18sec2a ゼロオフセット赤外放射依存(200W/m2)

材-

デジタル／アナログ同時出力は不可、どちらかを選択

5-30VDC
消費電力：0.075W@12VC(6.25mA)

電源

CHF-SR05-A
センサー生出力電圧
7mV/1000W/㎡出力
従来互換

汎用的な日射量の計測

ISO クラス

デジタル出力CHF-SR05-DA2

page1/3

CLIMATEC,Inc.

CHF-SR05-DA1/ SR05-DA2/SR05-A

2.電気配線
SR05-DA1/ SR05-DA2 を動作させるためには、測定システム（通常データロガーと呼ばれます）に接続します。ケーブルは一般的に、静電容量性の雑音を拾うことによって、信号ひずみの源として作用します。 したがって、データロガーまたはアンプとセンサー間は、できる限り短くすることが推奨されます。
表 2SR05-DA1 ケーブル配線

ピン

配線色

SR05-DA1Modbus(RS-485)

SR05-DA10 to 1 v 出力

1BrownVDC [+]VDC [+]

4Black

VDC [−]VDC [−]

3Blue

not connected

0 to 1 V output

2White

RS-485 B / B’ [+]not connected

5Grey

RS-485 A / A’ [−]not connected

Yellow

Shieldshield

表 3SR05-DA2 ケーブル配線

ピン

配線色

SR05-DA2Modbus(TTL)

SR05-DA2
4 to 20 mA 出力1Brown

VDC [+]VDC [+]

4Blackcommon / not connected *not connected

3Blue

VDC [−]

4 to 20 mA output

2WhiteTTL [Tx]

not connected

5Grey

TTL [Rx]

not connected

Yellowshieldshield

表 4SR05-A（シリアル No. 3323 ～）ケーブル配線

ピン

配線色

SR05-A

1Brownnot connected

SR05-A はシリアル番号に4Blacknot connected

よって配線方法が異なり

3Blue

not connected

ますのでご注意ください。

2Whitesignal[+]5

Greysignal[－]Yellowshield

表 5※注意※SR05-A（シリアル No. ～3202）ケーブル配線

ピン

配線色

SR05-A

1Brownnot connected

4Blacksignal[－]3Blue

signal[+]

2

White

not connected

5Grey

not connected

YellowshieldE-maill: support@weather.co.jp
URL: http://www.weather.co.jp/

page2/3

CLIMATEC,Inc.

CHF-SR05-DA1/ SR05-DA2/SR05-A

3.設置方法
1．ケーブルはセンサーから北(北半球)に向かって配線します。
2. ケーブルの長さは通常 30ｍ以内にしてください。
3. 全天日射量の測定をするためには、センサーを水平に設置してください。
4. その地点を代表の日射量の値を測定するためには、周囲のビルや木の高さの10 倍以上離してください。
4.デジタル出力資料
ModBus レジスタ 0-11
レジスタ番号

パラメータ

内容

タイプ

データ・フォー
マット

0

Modbus address

Modbus network 上のセンサアドレス デフォル
ト=1

R/W

U16

1

Serial communication settings

シリアル通信設定 デフォルト = 5R/W

U162+3Irradiance

放射強度 x 0.01 W/m²

R

S32

4+5

Factory use only

6Sensor body temperature

本体温度 x 0.01 °C

RS167Sensor electrical resistance

電気抵抗値 x 0.1 ΩR

U168Scaling factor irradiance

デフォルト= 100

R

U169Scaling factor temperature

デフォルト = 100

R

U16-9R

S32

10 + 11Sensor voltage output

12 to 31

Factory use only

電圧出力 x 10 V

*Modbus アドレスのデフォルト値は 1 です。
5.寸法
別紙添付
6.保守
1. ガラスドームが汚れると誤差の原因となります。
2. 1 週間に 1 度、ガラスドームの表面を蒸留水で洗浄し、乾いたガーゼなどで拭き取って下さい。
尚、強固な汚れの場合は、ガラスクリーナー等をご利用ください。
3. センサーは、常に水平に保ってください。
4. 2 年に 1 回の校正をお勧めします。
7.保証
本製品の保証期間は出荷より 1 年間です。

E-maill: support@weather.co.jp
URL: http://www.weather.co.jp/

page3/3