SineWave形AEセンサ、
SineWave 形 AE センサとは、AE 波に反応して正弦波を出力する AE センサです。
ですですす。
。

1. SineWave 形 AE センサのねらい
周囲ノイズや温度変化の影響で、設備や装置の劣化監視、突発事象の検出ができなかったことはありませんか？
予兆診断の大量のデータ処理に苦労されたことはありませんか？
ใோ峘崣嵛崝峑ৌૢ峑岷峔岵峍峉হ଴௛௽峘੒ூཔ඼
経年劣化の監視
突発事象の検出周囲のノイズの影響
温度の影響

ใ峕岬峵
੒ூ൧૵
崟崡崮嵈峘ଓ౥

多点の計測監視
大量のデータ処理

SineWave形AEセンサは、これらの課題解決に有効な特性を備えた新たなAEセンサです。
各種設備や装置に組込みいただくことによって、新たな付加価値の創出に貢献いたします。

監視事例
モータベアリング
多関節ロボットのトルクチューブ、減速機
プレス機金型

工場用空気圧縮機
半導体製造装置ターボ分子ポンプ
フライス盤

2. 特性
1. 周波数特性
課題ポイント

振動や音、超音波などのノイズの影響を受け難い周波数帯域（22,25,28,32kHz）で反応するセンサです。

ノイズとの識別が難しい

SineWave形AEセンサ
・22,25,28,32kHz
・音や超音波の影響の少ない領域

ஷ৿振動センサ、加速度センサ
・5Hz 〜 20 kHz
・振動と音の領域

ఠ$(ణதఠణఢణਯ

2. 出力減衰特性
課題
ポイント

+]

N+]

0+]

持続性の長い正弦波が出力されることで、突発的な変化を捉えることできます。

通常動作の中で突発的な変化を検出したい

SineWave形AEセンサ

既存のAEセンサ
信号の減衰が早い信号の持続が長い信号の検出が困難

信号の検出が容易

単発信号入力特性（突発事象）

3. 入出力特性
課題
ポイント

既存のAEセンサ
・数kHz 〜 数MHz・AE波、音、 超音波（ノイズ）の領域

拡大波形

正常・異常を判定するために重要な幅広い直線性の入出力特性です。

設備の異常を判断したい
LN:LiNbO 3

SineWave形AEセンサ（単結晶）：LiNbO3単結晶のため、結晶間でのエネルギーロスがないため、幅広い入力範囲で直線性が良い。

既存のAEセンサ（多結晶）：PZT
多結晶構造のため、結晶間でのエネルギーロスが発生し、出力が飽和する。

Input Voltage [Vp-p]：入出力特性
引用：東京大学大学院 森田教授著 日本音響学会誌 72巻5号（2016）278- 図 -54. 温度特性課題
ポイント

単結晶の圧電材料LiNbO3は温度の影響を受け難く、工場設備・装置の監視に適しています 。

周囲温度の変化によってセンサ出力が変動するため判断が難しい

SineWave形AEセンサ（単結晶）：LiNbO3

既存のAEセンサ（多結晶）：PZT

単結晶の材料で結晶構造を持たないため、温度変化による圧電特性の変化が小さい。

温度が変化すると結晶構造が変化し、一定の温度を超えると圧電特性の変化が大きい。

3. 活用方法
1. Ethernetによるデータ取得

正弦波形を数値データ化する専用の信号処理装置をご用意しています。
この信号処理装置をEthernetで接続して数値データを取得できます。

■信号処理装置の出力データ

機能名用途例1

最大波高値計測

突発変化の監視

2

実効値計測

劣化監視

3

ピークカウント機能

動作状態のヒストグラム化による監視

PLC、パソコンで演算処理することなく監視できます
パソコン①最大波高値計測②実効値計測③ピークカウント機能

PLC

数値データ

正弦波形
ハブ

AEセンサ
（YA01-SAEE）

GOT

Ethernet（ModBus TCP）
Modbus TCP対応の通信インターフェイスを標準搭載
M

設備や装置など２個のAEセンサを 信号処理装置 パソコン/PLCベースの監視システムに容易に接続することが出来ます。
（YA01-DPTD2-MT）
接続できます2. メータグラフ・トレンドグラフでの状態監視

SineWave形AEセンサは信号の大きさで状態を監視するので、電流センサのように、メータグラフやトレンドグラフで監視できます。

メータグラフ

通常動作時

トレンドグラフ

突発変化の検出時

電流計のような監視ができます

3. データロギングとデータ処理
トレンドグラフ

突発的な変化を検出します

複雑な解析は不要です

データロギング用サンプルプログラムと、Excelでのデータ処理用マクロファイルをご用意しています。ロギングデータをトレンドグラフとヒストグラムで確認することができます。
ヒストグラム各種サンプルプログラムをご用意しています。詳細は当社ホームページまで。

4. 仕様AEセンサ仕様

信号処理装置仕様

項目

項目

仕様

形名

YA01-SAE

形名

出力数

4（CH1~CH4）

計測範囲

共振周波数

CH1：28kHz、CH2：22kHz、CH3：32kHz、CH4：25kHz
周波数範囲は±10%、ただしCH2＜CH4＜CH1＜CH3

計測精度

AEセンサ接続数
通信仕様

AC0 〜1.2Vrms（信号処理装置からの出力値）
有効出力電圧範囲

電源仕様※信号処理装置で正弦波信号を実効値・波高値に変換します。

質量

信号処理装置は正弦波信号を出力しません。

使用温度範囲直線性誤差：±10 ％（当社独自設備による試験）

保存温度範囲※1 出力1Vrms時を入力100 ％として、入力10%〜120%の範囲の直線性

入出力特性

取付方法

※2 入力10％以下は、±10ｍV以下

制御盤内
腐食性、可燃性ガスがなく、導電性のじんあい（ほこり）がひどくないこと。

1.5m

設置場所

電源仕様

DC5V±5%（信号処理装置から供給）

保護等級

質量約130g

海外適合規格センサケーブル長

使用温度・湿度範囲 −20℃〜＋75℃ 0 〜85%RH（結露なきこと）

IP20相当CEマーキング（自己宣言）

別売品

保存温度・湿度範囲 −20℃〜＋75℃ 0 〜90%RH（結露なきこと）

部品名

屋内使用

設置場所

仕様

YA01-DPTD2-MT
AC0〜1.5Vrms
計測電圧の±2.5%以下（ただし、100mV以下は±2.5mV以下）
最大2個
MODBUS TCP（ポート番号502）10BASE-T／100BASE-TX
DC24V(20.4V〜28.8V) 0.3A
約170g
−5℃〜＋55℃（日平均温度40℃以下）0 〜85%RH（結露なきこと）−20℃〜＋75℃ 0 〜90%RH（結露なきこと）
取付ねじ方式、IECレール取付方式

形名

マグネットオプション

注外観

YA01-OPMG

直射日光、腐食性、可燃性ガスがなく、導電性のじんあい（ほこり）がひどくないこと。

備考
磁石で仮固定できます。

材料：ステンレス

質量：約100ｇ
材料：鉄

保護等級

IP20 相当

海外適合規格CEマーキング（自己宣言）

磁石
延長ケーブル※出力特性には個体差があります。個々に管理値の確認を行ってください。
※出力は環境の影響によって経年変化します。長期でご使用する場合は定期的な点検を行ってください。

3m
5m
10m

YA01-CB3M
YA01-CB5M
YA01-CB10M

保護等級：IP20相当

注：マグネットオプションは磁石取付のため長期間の使用へは適しておりません。

5. 外観・寸法324.5

約 1.5m3845.590.580(R)9.55140

32

23

150.5

48.5

45.5
35

4.5

37.5

ĭ4.5
14.5

4.5

ĭ8SineWave形AEセンサ

マグネットオプション

安全にお使いいただくために●この製品は一般工業等を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。
●この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなど、公共への影響が

8

45.5

19.5 827

信号処理装置

商標についてGOTは三菱電機株式会社の登録商標です。
Ethernetは富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。
MODBUSはSCHNEIDER ELECTRIC USA, INC. の登録商標です。

大きい用途、人命や財産に大きな影響が予測される用途、特別品質保証体制をご要求になる用途への適用は除外

Excelは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

させていただきます。

その他、本資料における会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。

●製品保証に関する事項、安全上の注意事項を当社ホームページへアクセスしてご確認の上ご使用してください。

本文で、商標記号（®、TM）は明記していない場合があります。

䛈102-0073 東京都千代田区九段北 1-13-5（ヒューリック九段ビル）
ホームページ URL http://www.mee.co.jp/
営 業 統 括 部 䛈102-0073 東京都千代田区九段北 1-13-5（ヒューリック九段ビル）
TEL 㻔03㻕3288-1108 FAX 㻔03㻕3288-1575
東日本営業支社
中日本営業支社 䛈450-0002 名古屋市中村区名駅 2-45-7 㻔 松岡ビルディング 㻕TEL 㻔052㻕565-3435 FAX㻔052㻕541-2558
西日本営業支社 䛈530-0003 大阪府大阪市北区堂島 2-2-2 近鉄堂島ビル

TEL 㻔06㻕6347-2926 FAX㻔06㻕6347-2983
中 四 国 支 店 䛈730-0037 広島市中区中町 7-32 㻔 ニッセイ広島ビル 㻕TEL 㻔086㻕248-5390 FAX㻔082㻕248-5391
九 州 支 店 䛈810-0001 福岡市中央区天神 1-12-14 㻔 紙与渡辺ビル 㻕TEL 㻔092㻕721-2202 FAX㻔092㻕721-2109

山C019-217

2021年9月作成