仕様＜本体＞＜プローブ＞
モデル番号

モデル番号6162

測定対象

清浄な空気流（ただし、結露しないこと）

計測機能

風速・風温（同時計測）

表示機能

デジタル表示風速・風温同時表示

入出力端子

デジタル出力端子： RS-232C（シリアル）アナログ出力端子： 風速・風温同時出力
出力電圧0〜1 V（出力インピーダンス 47Ω）
リモート端子： START/STOP 機能

計測範囲

計測範囲
V0〜4.99 m/s
5.00〜9.99 m/s
10.0〜24.9 m/s
25.0〜50.0 m/s
0〜99.9℃
100〜199℃
200〜500℃ (0204のみ)

風速

計測精度

記憶容量

最大999データ

電源

乾 電 池 ………単2形電池×6本（1.5×6=9 V）
アルカリ電池、マンガン電池
ACアダプター…9V、2A(AC100-240V、50/60Hz)

動作温度

5〜40℃

電池寿命

約8時間（アルカリ電池、風速5 m/s連続動作時、ただし、バックライトを使用していない場合）

外形寸法220(W)×150(H)×85(D) mm

質量

本体： 約1.8 kg

付属品

肩掛けベルト×1本、乾電池(単2形アルカリ電池)×6個、ACアダプター×1個、取扱説明書×1冊、出力ケーブル(ミノムシクリップ：アナログ出力用)× 2本

ケーブル
ケーブルの耐熱
質量別売品

中温用延長棒、高温用延長棒、計測ソフトウェア、プリンター、コンプレッション・フィッティング、通信ケーブル

付属品

風温

温度補償
精度（風速）

応答性

0204/0205（高温プローブ）
風速……V0〜50.0 m/s
V0 =0.2 m/s： 0〜99℃
V0 =0.4 m/s：100〜199℃
V0 =0.7 m/s：200〜299℃
V0 =1.0 m/s：300〜400℃

0203（中温プローブ）
風速……V0〜50.0 m/s
V0 =0.2 m/s： 0〜99℃
V0 =0.4 m/s：100〜200℃

5.00〜9.99 m/s
10.0〜24.9 m/s
25.0〜50.0 m/s

定温度型熱式風速・風量計

0.01 m/s

ANEMOMASTERANEMOMASTER

0.1m/s±(指示値の1％＋1℃)

MODEL 0203
0〜200℃±0.5 m/s±0.6 m/s±1.5 m/s±3.0 m/s

風温風速V0〜4.99 m/s

表示分解能

精度
±0.15 m/s
±0.3 m/s±0.75 m/s
±1.5 m/s

0.2℃
1℃

MODEL 0204/0205
0〜400℃±0.75 m/s
±1.0 m/s±2.5 m/s±5.0 m/s

R○

中・高温用アネモマスター

風速： 4秒（90％応答、風速 5 m/s時）
風温： 5秒（90％応答、風速 5 m/s時）
テフロン被覆線1.5 m＋ビニール線5 m
テフロン被覆線2.3 m＋ビニール線10 m
テフロンコート（プローブ側）： 200℃
ビニールコート（接続ケーブル）： 80℃
約500 g約200 g
プローブボード×1枚、プローブ収納
プローブボード×1枚、プローブ収納
ケース×1個、接続ケーブル(ビニールケース×1個、接続ケーブル(ビニール線10 m)×1本
線5 m)×1本

プローブ寸法図（単位：mm）①高温用プローブ 0204

耐熱500℃

930

耐熱80℃

耐熱80℃

耐熱200℃②高温用プローブ（500mmタイプ）0205②中温用接続ケーブル※0205は別途カタログがございます。

Φ14.7

Φ10.6

耐熱80℃

2.3ｍ

Φ1443
Φ65m

34

Φ5500

耐熱500℃

430

耐熱200℃

耐熱80℃③高温用接続ケーブル③中温用延長棒 6162-03（別売品）

34.5

10 m

2070
耐熱80℃

2段最大延長2070

φ25φ22φ22φ25④高温用延長棒 6162-04（別売品） ※0205には使用出来ません。
φ19約7001000

43

2段最大延長

φ22

φ14

φ16.5

Φ16800

Φ14.7

35

Φ15.5

Φ10.6

Φ11

耐熱200℃

342.3 m1000

35

Φ41.5 m

Φ1430

Φ5178

Φ15.5

①中温用プローブ 0203

中温用プローブ

φ19

φ22

φ14

φ16

φ11208耐熱200℃

耐熱80℃

中温用延長棒
最大延長

3000

最大延長

約700

3000

高温用プローブ
耐熱500℃

最小約300高温用延長棒

耐熱80℃

耐熱200℃

高温用プローブ

製品に関するお問い合わせ

耐熱200℃

高温用延長棒

耐熱200℃

耐熱80℃●お問い合わせ、お求めは耐熱500℃

風温（高温用は500℃まで、中温用は200℃まで）、風速（50 m/sまで）を同時計測可能な耐熱風速計。風量演算機能付き。

耐熱200℃

0120-009-750

日本カノマックス株式会社【本社 】 大阪府吹田市清水2-1（〒565-0805）
TEL：（06）6877-0444（代）【東京支社】 東京都港区浜松町2-6-2（〒105-0013）
TEL：（03）5733-6023【営業拠点】 ● 東京営業所● 名古屋営業所● 大阪営業所

TEL：（03）5733-6023
TEL：（052）953-5660
TEL：（06）6877-0447

E-mail：environment@kanomax.co.jp

http://www.kanomax.co.jp/
修理・校正サービスに関するお問い合わせ

0120-981-959■乾燥工程の風速管理に

E-mail：service@kanomax.co.jp※本カタログの記載内容は2022年8月現在のものです。 ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。

E6162-11J■乾燥炉・オーブン設備内の風量測定に■ボイラー等の煙道排気ガスの風量測定に測定例

製品の品質管理や生産性の向上に貢献します。
中・高温用アネモマスター風速計の5つの特長

123

多彩な操作機能［HOLD］……… 表示値のホールドを行います。
［FAST／SLOW］FAST、SLOW1、SLOW2の切換で、それぞれ1、5、10秒間の移動平均値を表示できます。

通信機能内蔵※最大500℃までの高温環境で風速 ・風温の同時測定。
プローブタイプは中温用（200℃まで）、高温用（500℃まで、長さ2種類）の計3種類をご用意。
プローブ互換性があり、プローブとプローブボードを交換すれば、中温用と高温用の使い分けや、プローブ故障時も校正せずに測定が続けられます。

4

測定環境の温度が変化しても、風速値に影響を与えないよう、温度補償回路が内蔵されております。また、高温風洞を用いて実温度で温度補償効果の検証も行っております。

5

風速センサー、温度補償センサーどちらにも白金の素子を使用し、早い応答性と高精度な温度補償効果を実現しました。

※演算計測機能では使用できません。

デジタル端子(RS-232Cでプリンター・パソコンとの接続が可能)、アナログ出力端子、リモート端子を標準装備しています。

［BATT］……… 電池の残量を表示します(乾電池使用時のみ有効)

2電源仕様
乾電池(アルカリ、マンガン)とAC専用の2電源。
乾電池は、AC電源が得られない場所での計測に便利です。

※ただし、風速の精度補償範囲は400℃までです。

校正証明について

デジタル表示（風速・風温同時表示）

風速計は素子の汚れや経年劣化により、指示値が変化してしまうことがあるた
め、定期的に校正する必要があります。（校正周期は使用頻度によって異なります。）弊社の風速計は国家基準・国家標準に対して定期的にトレースされた基準器を使用して校正しており、国家基準・国家標準とのつながりを対外的に証明するトレーサビリティー体系図と校正証明書を発行しています。

バックライト付きの見やすいデジタル画面。
風速・風温を同時に表示することが可能です。

演算モードの設定

トレーサビリティー体系図

平均、最大、最小、風量を演算することができます。

※校正証明書、トレーサビリティー体系図が必要な場合は製品ご購入時にお申し付けください。
校正証明書

平均・最大・最小

用途例■乾燥工程の風速管理に■ボイラー等の煙道排気ガスの風量測定に風量

MENU画面

時間変動グラフプローブ互換本体共通でプローブの付け替えができます。
・MODEL 0203とMODEL 0204/0205の使い分け
・不測の故障に備えての予備プローブの保有が可能です。

別 売 品

MODEL 0204

［携帯型アネモマスター計測ソフトウェア（6000-40）］
for Windows

MODEL 0203

［コンプレッション・フィッティング］
プローブの固定にご使用ください。

φA

測定例

締め付け固定プローブ

測定値をリアルタイムでグラフ表示が可能です。また、あらかじめ本体にメモリーされたデータの転送も可能です。
測定データはCSV形式で保存されますので、Excelをはじめとする表計算ソフト上でのデータ編集、グラフ作成が可能です。

コンプレッション・フィッティング

Ｄ

材質；SUS304

プロ−ブ 締め付けリング
対応
ネジの呼ビ
Ｂ
プローブ
サポ−ト径Ａ
材質
0204/0205

対応OS：Windows Vista／7／10

管用ネジの呼ビ

【取付図】

R 3／4
C

R 1／2

B締め付けリング■乾燥炉・オーブン設備内の風量測定に

0203※1※2R 3／4※1R 1／2※2φ14黄銅

61

φ11

テフロン

52CＤ20331626.3（単位：mm）

一度締め付けた後に取り外すと、再利用できません。
締め付け・取り外しを繰り返し行えます。