IDS2017（157ヶ国・15万5千人来場）IDS-ケルン国際デンタルショー（2017）にてSPEED
（速さ）

SIZE
（大きさ）

EASE
（使いやすさ）

CAPTURE
（注目度)

Total

Touch
ScreenSironaOmnicam

5455193shapeTrios

545519Carestream
CS3600434516✔

✔

Planmeca
Emeraid

434516✔

✔

Dental Wings
DWOS

354416✔

3M
True Definition

353213✔

GC
Aadva IOS

333413

✔

✔

Align
iTero

412

411

✔

✔

✔

Condor151310✔

✔

Fona
MyCrown

23218

Adin
VIZ

12115

Powderless

RemoteControl✔
✔

✔

✔

✔

✔

ColorAcquisition

ShadeSelection✔

✔

✔

✔

✔

✔

世界のスキャナー22社（2015 IDS）
メーカー名

国

システム名

口腔内スキャナー

Cerestream
Praneca
MyRay
SteinbichierCYRTINA
vniiofisuresmile
Hint-Els
imes-icoa
Heraeus Kulzer
KaVo/Ormco
Sironacondor/MFI
Dentar Wing
Hnry Schein
3shape3M ESPE
Align
Densys3D
Sescoi/3DReshaper
Glidewell
Amann Girrbach

ドイツフィンランドイタリア
ドイツ

CS Slutions

CS3500
PlanScaniD3(MHT OEM)
ELIOscanCytina Intra Oral Scanner
3D CKaHep KaMeoa
Orascanner2
Direct Scan
intrascan3D
cara TORIOS
ormco LYTHOSCEREC Omnicam
condor scanner
dwio
PlanScanTORIOS
True Definition Scanner
iTero
MIA3D station
3Dprogress
IOS Fast Scanceramill TORIOS

ロシア
ドイツ
ドイツ
ドイツ
ドイツ
ドイツ
ベルギー
カナダ
アメリカ
デンマーク
アメリカ
オランダ
イスラエル
ドイツ
ドイツ
ドイツ

ARCTICA CAD/CAMsys.
cerec system

The Lava System

MIA3D system

IOS市場動向(調査会社レポートin United States）

デジタル印象採得装置

Intraoral Scanner（IOS）の市場について

IOS市場動向(調査会社レポート）

IOS市場
2014年から2020年の傾向と予測

IOS市場動向(調査会社レポート）

IOS市場
・世界では2014年から2020年までに年平均成長率17.1％5440万ドル市場（2013年） → 1億7890万ドル市場（2020年）

IOS市場
・アジアパシフィック（アジア太平洋）では2014年から2020年までに年平均成長率20.1％と最も成長すると期待される
・日本はアジアパシフィックの中でIOS市場に最も貢献する（最も成長する市場）

製造販売元
製品名

CEREC Omnicam

TRIOS 3

True Definition

ﾄﾛﾌｨｰ3DIプロ
CS3600

iTero element

2013～承認

2016/12～承認

2016/04～承認

2017/05～

承認Ⅱ認可）矯正

2017/11～承認

申請中

2017/12～承認

予定なし

承認Ⅱ認可）インプラント

2017/11～承認

申請中

2016/04～承認？

承認

コネクト初期費用（歯科医院）

シロナコネクト
50,000円

3Shapecommunicate
ライセンス料に含む

３Mコネクトセンター
ライセンス料に含む

トロフィーコネクト
0円

アライン専用クラウド
不明

コネクトクラウド使用料（歯科医院）

シロナコネクト
0円

3Shapecommunicate
ライセンス料に含む

３Mコネクトセンター
ライセンス料に含む

トロフィーコネクト
５年間１２万５千円

不明※一般補綴用のIOS販売予定

コネクト費用（歯科技工所）

ラボ登録済み初期費用20,000円

ラボ登録済み0円

ラボ登録済み0円

ラボ登録済み0円

不明※一般補綴用のIOS販売予定

スキャン エクスポート（はき出し）STL3OXZ 又は STL※SW4.5以上（2017年12月～）※販売元によるエクスポート不可

DCM / PLY / STL

STL・専用クラウド・メールに添付して送る・USBなど媒体で送る

・専用クラウド・メールに添付して送る・USBなど媒体で送る※販売元により制限あり

・専用クラウド・メールに添付して送る
・USBなど媒体で送る・メールに添付して送る・USBなど媒体で送る※インビザラインのみアライン社へデータ送信専
用クラウドあり

Ⅱ認可）一般補綴

データやり取り（提携ラボへの送り方）

・専用クラウドのみ

メーカー名ヨシダ

Dentsply
Sirona機種

３M

５年間ライセンス料込
価格

別途PC

3DIｼｽﾃﾑ（CS3500）

295万円

345万円

別途必要

3DIﾌﾟﾛ（CS3600）

495万円

545万円

別途必要

ｾﾚｯｸOmnicamセット

640万円

640万円

不要

495万円

495万円

不要

488万円～780万円

648万円～930万円

Element

640万円

715万円

不要

True Definition
ｶｰﾄ

458万円

638万円

不要

True Definition
ﾓﾊﾞｲﾙ

220万円

400万円

不要

※１

ｾﾚｯｸOmnicam単体

３Shape TRIOS3
itero

定価

別途必要

Intraoral Scanner（Property)

○ビデオ形式とカメラ形式の違いについて
ビデオ形式★マージンの立ち上がり部分や隅角部分に変位が出やすい★ゆがみが発生しやすい★スキャンが始まり動画が止まるとその部分からスタートしないといけない

カメラ形式★咬合面に変位が出やすい★スキャンする最初と最後でゆがみが出やすい○カラーバージョンとモノクロの違いについて
カラーバージョン ★粘膜・歯牙・修復物の違いが分かりやすい★カリエス・金属・コンポジットの不備が確認できる★コントラストが付きにくいのでマージンが分かりにくい★スキャン時ハレーションを起こしやすい
モノクロ★精度の高いデータをスキャンできる★マージンが分かりやすい光学印象・CAD/CAM技工物の注意点

プレパレーション
歯肉の圧排3shape TRIOS 2TRIOS２と従来法の比較

模型から間接法でScanZRｲﾝﾚｰ

TRIOS２から直接ﾃﾞｰﾀを送信
ZRｲﾝﾚｰTRIOS２から直接ﾃﾞｰﾀを送信

模型から間接法でＳｃａｎ

TRIOS２から直接ﾃﾞｰﾀを送信

模型から間接法でＳｃａｎ

TRIOS２から直接ﾃﾞｰﾀを送信

模型から間接法でＳｃａｎ

TRIOS２から直接ﾃﾞｰﾀを送信

模型から間接法でＳｃａｎ

３Shape TRIOS ３

歯並びが悪いので上顎6前歯部位：③②①①②③症例：上顎③②①①②③単冠 BELLEZZA A0ステインなし
主訴：前歯6本を白く綺麗な歯にしたい治療方法：BELLEZZAを直接法（TRIOS３）ダイレクトスキャンで製作
ドクターからの指示内容○形態はプロビスキャン左側に合してください○本模型はマージン確認用ですOrderFormScreenshot

（支台歯）（プロビ装着時）

CADデザイン GCアドバ（3shape）

セット口腔内画像

歯並びが悪いので上顎6前歯形成部位：③②①①②③症例：上顎③②①①②③単冠 BELLEZZA A0ステインなし
主訴：前歯6本を白く綺麗な歯にしたい治療方法：BELLEZZAを直接法（TRIOS３）ダイレクトスキャンで製作

セット結果：6本の単冠でしたが適合良く装着され、調整することなくセット出来た
色調について：患者様に満足頂けたDentsplySirona

CEREC Omnicam

Sirona Omnicam Scanner（Dentsply Sirona）

Sirona Omnicam Scanner（Dentsply Sirona）
間接法（ｼﾞﾙｺﾆｱﾚｲﾔﾘﾝｸﾞ）B1

Sirona Omnicam Scanner（Dentsply Sirona）
直接法（BELLEZZA） A1ｽﾃｲﾝなし

間接法（BELLEZZA） A1ｽﾃｲﾝなし

Sirona Omnicam Scanner（Dentsply Sirona）
上顎②①①BELLEZZA FZC A2 ｽﾃｲﾝなし

間接法 模型スキャン作業模型（模型製作）

Sirona Omnicam Scanner（Dentsply Sirona）

直接法ダイレクトスキャン 試適

間接法 模型スキャン試適Sirona Omnicam Scanner（Dentsply Sirona）
直接法ダイレクトスキャン セット（接着）

間接法模型スキャンから 試適BELLEZZA 900ｼﾘｰｽﾞMV VS アダマンドMD
BELLEZZA

アダマンド

スキャンデータ及びデザイン

スプルー設定（InlabX5ミリング）

スプルーの位置
今回はうまく咬合面に付与できたが、内面にくることも・・・← 咬合面に付与

内面にくることも →BELLEZZAとアダマンド 仮着比較

BELLEZZA

アダマンド

BELLEZZA ZRｲﾝﾚｰﾌﾞﾘｯｼﾞ セット（接着後）プライマー併用型
接着性レジンセメント

パナビアV５（クラレノリタケデンタル）
ペースト：ユニバーサル

Scan BODY

CAD/CAMアバットメントが製作できるシステムには各社スキャンボディーがある、これを口腔内で使用すれば模型レスでアバットメントの製作が可能である

Sirona connect→Straumann CARESｼｽﾃﾑへ
Stranmann ﾊﾞﾘｵﾍﾞｰｽZRｽﾃｲﾝ有り（ﾎﾞｰﾝﾚﾍﾞﾙ 左下５番）

７ SERIES by dental wings
3OXZﾌｧｲﾙ形式→STLﾌｧｲﾙ形式

Sirona connect→Straumann CARESｼｽﾃﾑへ
Straumann ｵｰﾀﾞｰ画面

ｲﾝﾎﾟｰﾄ画面
STLﾃﾞｰﾀを選択してｲﾝﾎﾟｰﾄ（Sirona connectからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ）Sirona connect→Straumann CARESｼｽﾃﾑへ
Stranmann ﾊﾞﾘｵﾍﾞｰｽZRｽﾃｲﾝ有り（ﾎﾞｰﾝﾚﾍﾞﾙ 右下６番）

Sirona connect→Straumann CARESｼｽﾃﾑ
ﾃﾞｻﾞｲﾝ

Sirona connect→Straumann CARESｼｽﾃﾑ

Sirona connect→Straumann CARESｼｽﾃﾑへ

３M
True Definition Scanner

３M True Definition Scannerと従来法の比較

True Definition Scanner（３M）
HJC（A3) 間接法 Vs BELLEZZA（A3)直接法
左上1番・２番（単冠）True Definition Scanner（３M）

模型上（直接法を模型に戻して確認）

間接法HJC
ヤマキン ルナウィング

直接法BELLEZZA
フルジルコニアクラウン

True Definition Scanner（３M）

TEK支台歯True Definition Scanner（３M）
HJC （間接法）

FZC BELLEZZA （直接法）

True Definition Scanner（３M）

検証報告
間接法HJC
コンタクト調整あり（特に左上①の遠心側）
バイト左上②を調整
マージンラインは調整していない

直接法BELLEZZA
コンタクト、バイト無調整
マージンに関しては目視確認で無調整
また、デザイン形態もよく、唇側面のヘアラインなどキャラクタライズも好評価でした。（左上①）
シェードのマッチングも良好ﾖｼﾀﾞ ﾄﾛﾌｨｰ3DIﾌﾟﾛCS3600

上顎②①①② 4本単冠・間接法 HJC A3
・直接法 BELLEZZA A3 ステインあり
・直接法 セルコンht（ライト） A3 ステインありダイレクトスキャン動画

ヨシダ トロフィー ３DIプロ CS3600

DCMファイル ビュアー確認
右上⑦ ジャケット

支台歯 DCMデータ画像

模型上）間接法 保険HJC A3

右上① 少しずれ生じている（縁下マージンで干渉して浮いている？）

口腔内）直接法 BELLEZZA ハイトランスフルジルコニア
A3ステイン口腔内）直接法 セルコンht フルジルコニア A3ステイン

口腔内比較

間接法 HJC

直接法 BELLEZZA

直接法 セルコンht

ご清聴ありがとうございました