サウンド咽レベル計￥27.000(税別)

オーディオ・システムの嗣整て寸志最終的にリスナ一席でどんな姿の音波を受け取っているかを確認することが重要です。「音圧の周波数特性」は一番基本的な項目であり、音質に最も大きな影響を与えます。

アンプもスビーカーも、まず最初に周波数特性を整えることからスター卜しますが、現在の技術ではいすれも高い完成度にあります。しかし、それらをリスニングルームに据付けた時は、そこに部屋の音響特性が加算されて、例えば図 lの よ う な 驚 く べ き 特 性 を 示 す こ と が あ ります。この原因は主として部屋の定在波(ノルマルモード)によるもので、これを改善するには幾つかの方法がありますが、まずは現在の実+00態を把握するのが先決です。

dB

本 機 は 「 チ ュ ー ン ・ ア ッ プ ・ シ グ ナ ルTS‑

1J か ら 測 定 用 の 信 号 を 出 し て 、 リ ス ナ 一 席 における音圧レベルの周波数特性在測定するための音圧計です。各周波数毎の音圧レベルをプロッ卜することによって、リスナ一席での音波の姿がはっきりしてきます。
音 圧 の レ ベ ル rSPLJは 20μPaCパ ス カ ル )在日 dBとしたレベルです。
チェーン・アップ・シク ナ
ノレ rTS‑1Jを使用してスピー‑
I 3.カから適度の音量で信号を出します。周波数は1kHzと￨ 使 用 す る 信 号 … … … ..
.・ H ・~・ H ・. .
.
.
.
・. ・He信号は周波数変調のかかった、ピュル・ピュル・ピュル・・・という「ワープルトーン(震音)Jの連続、または断続する信号(ノ fースト波)を使用します。これは純音では定在波の影響が強く表れすぎてデータの解読が困難になるためです
が、ワープルトーンの使用によって誰にで、も容易にチェック出来るようになります。
￨パネルの説明・…‑……
①②③④H・ ・..
.…..
・. ・‑…
H

H

IrpWJ:電源パイロットランプ
rdBJ:100dB‑60dB(SPL)聞のレンジ設定スイッチ
BNCコネクタ:マイク接続用コネクタ
3.
5φミニジャック:モニター出力用ジャック (2P)

|使用法………~.，・ H ・ [_______l ・ H ・ r__l ・ H ・，.， ……|目
1.マイクユニットを本体に接続し、電源を入れます。
2. スピーカは片側ずつ測定します。

し、ワープルトーンの連続 (CONTINUOUS)または断続 (BURST‑1)を使用します。
4. リスナ一席て馴 7 イクをスピーカに向け、 70dB‑80dBレンジで音圧を測ります。
5. スピーカ出力を 70dB‑80dB(メーターの OdBのf立置H
こ調整します。ここが測定の「基準点」になります。(耐入力の大きくないスピーカの場合はなるべく小音量で測定します)
6. 周波数を変化させてメーターの指示を読取り、片対数(セミログ)のグラフ用紙に記入します。横軸(対数目盛)の方は周波数に、縦軸(直線目盛)の方は 1センチ /5dBで使用します。
7. データ作成時の注意① なだらかな変化の時は、周波数毎に指示値を記入します。一般には 1/3オクターブ飛ぴで測ります。オー
ディオ帯ではロ

2dOB+CHART NO.NA‑805

8. マイクと本体聞に BNCに適合するケ+1010

1kHz(基 準 )/800/630/500/400/315/250/200/160/125/100/80/63/50/40/31.5/25/20 Hz
1kHz(基 準 )/1.25/1.6/2/2.5/3.15/4/5/6.3/8/10/12.5/16/20 kHzとなります。
② ピーク、ディッフ。を繰り返すときは、周波数にこだわらず、ピーク、ディッフ。の位置の周波数で、の指示値を記入します。
8.データの判定は次のようにします。
① 図 2の点線枠のように、 2kHz以下はフラット、 2kHz以上で、は 1オクターブ毎に 3dBず つ 低 下 す る(l6kHzで 9dB)のが適当な姿です。
② 125Hz以 下 は 土 5dB、125Hz
以上では::t3dBの幅に入るのが理想です。

ーブルを挿入してマイクを延長することまで)が出来ます。 (2m‑3m
9. モニター出力から出力を『取出すと、オシロスコープで観測したり、ベンレコーダで自動記録をすることが出来ます。
10. 電池の交換は、電池ケースの蓋を外して行います。 006P(9V)ですが、 7Vに低下するまで使用できます。電池はアルカリ乾電池を使用すると長寿命です。電池保護のため、電源投入後約 30分経つと電源が切れますが、スイッチを入れ直すと再始動します。 rpW OFFJのポジションでは全ての回路が断となります。
11.本機はオーディオシステム調整用の簡易サウンドレベ
ル言十ですから、取引証明には使用できません。

|仕様…… H ・ H ・~，.周波数範囲.周波数偏差.測定対象信号.マイクユニット.音圧感度誤差.モニター出力.マイク延長アダプタ. 電 源.寸法/重量30Hz‑16kHz
土 3dB(30Hz‑16kHz)
ワープルトーン、ランダムノイズ
コンデンサ型::
t3dB以 下 (0dB=20μPa)
3.
5φミニジャック 2P
別売(￥ 8，000)

006Px190wx135Lx35H(僅体 )/400g

使用上の注意…………~・ H ・-一…………|
1.チェックはリスナ一席で、マイクがほぼ耳の位置になるようにして行いますが、音量は普段音楽を聴いている時の程度)。ただ音量を目安にします(普通は 70dB‑80dBし、国産のストレートホーン・スコーカ、ツイータは耐入力が大きくないものがあるので、過大入力による破損を起こさないように十分注意してくださし、。
2. 音圧周波特性はなだらかに、あるいはフラットになることの方が珍しし、程に凹凸が出るものです。原因がスピーカなのか部屋の定在波なのかの判定は、スピーカ直前(0.5‑1メートル点)で測定するとはっきりします。
3. 周囲の騒音と測定信号の差が小さいときは、断続信号(TS‑lのモード rBURST‑ IJ)にすると区別がはっきりします。
4. 耳の特性は、健康な人でも低音で感度が下がります。
一般的なステレオ再生音量は 70ホン (dB)程度ですが、この辺りの音量て"
Li60Hzで、約 10dB、30Hzで 約 20dB
低下します。(ISO:R389による)したがって、データと聴感の音量感はそのまま対比しませんので注意してください。
システムとしてはあくまでデータがフラ・ソトになるように調整します。
5. 音響測定では、周波数設定の変動、人体の影響等によってデータの再現'性は確実で、はないのが普通で・す。 1‑ 2dBの差についてはあまり神経質にならないことが必要です。
6. ス ピ ー カ に か か る 負 荷 を 低 減 し た い 時 に は 断 続 音(BURST‑I)を使用します。
7. スピーカは片側ずつ測定しますが、最後に両側から同時に音を出して「位相が合っているか」のチェックをしま程度の音を出して、片方のスピーカを止めたとす。 100Hzきに音量が低下すればOKです。片側を止めたのに音量が増加するときは、アンプとスピーカの接続がどこかで間違っていることになります。

チューン・アップ・シグナル

rTS・1JrSL‑1Jと組み合わせて使用するオーディオ測定周信号の発生器で、ワープルトーン(震音)、純音を連続、断続(パースト波)で発生します。
.20Hz~20kHz (3バンド).ワープルトーン/純音.連続/パース卜 1/
ノfース卜 II
. 価 格 ￥26，000(税別)

TS‑I(左株式会社

SLー I(右)日本オーディオ

〒164東京都中野区中央 5 4‑24第 5小河原ピル501号
四TEL03‑5340‑3020FAX03‑5340‑3023