水産・養殖産業分野
取扱製品一覧

ワイヤレス多機能水質モニター
Sensor Globe

養殖エビ計量ソナー Q-Scan

海獣類抑止音響システム
SEAL FENCE

ライブプランクトン分析システム LPAS

ミサゴ株式会社
Misago Co., Ltd.

Aug. 2023

Sedna Technologies Inc.

Sensor Globe

センサーグローブは水質モニタリング センサーであり生簀・水槽・活魚移送パイプ・ポンプを魚と一緒に流れるように設計されています。ファームフィッシュ
ウェルフェアの観点から養殖魚へ最適な福祉環境を確保すべく養殖設備・輸送プロセスの問題点を特定します。取得されたデータはモバイルアプ
リケーションでBluetooth経由でタブレット等へ転送します。

【測定項目】 ・溶存酸素
Oxygen・pHpH

・水 温・加速度 / 衝撃度

Temperature

Accelerationand Shock

陸上養殖

養殖魚の福祉環境を確保するため循環式養殖施設（RAS）、孵化場
魚の移送及び輸送過程をモニターし問題点の特定に有効です。

海洋養殖

生簀内で養殖魚が曝される環境をモニターすることは魚の福祉環境に不可欠であり、生産サイクル全体の品質向上につながります。

活魚運搬船

活魚の輸送工程または海で漁獲した際のタイミングで、現場環境をモニターすることは、活魚の健全性確保のために必要不可欠です。

ロジスティクス

活魚は移送パイプを介して陸上養殖施設、活魚運搬船や生簀に移される際、様々な状況に曝されます。センサーグローブを使用するとタイムスタンプ付きのオフラインロギングとクラウドを介した遠隔監視により、曝露された環境条件を理解でき、輸送プロセス全体をとおして問題点を特定できます。

【モデル】
Model

搭載センサ

Sensor Globe v2

溶存酸素、水温、加速度/衝撃度

Sensor Globe v3

溶存酸素、pH、水温、加速度/衝撃度【技術諸元】
測定項目

測定単位

精

pH (PK7)

pH value

pH (PK8)

センサードリフト

測定範囲+/- 0.05<0.005/day

6.0 to 8.0

pH value+/- 0.05<0.005/day

7.0 to 9.0

Dissolved
Oxygenmg/L

at0.44mg/L ± 0.01mg/L
at 8.8mg/L ± 0.01mg/L<0.3mg/year

Temperature°C or °F+/- 0.5

N/A-40 to 350

Acceleration/Shock

G-Force

N/A0-30g

仕様度

仕Optimum 0-22mg/L
Maximum 0-44mg/L(not specified)様

Operational Max Depth

100 mDiameter

95 mm

Measurement frequency

Adjustable

Weighs

325 g ～

Data storage capacity

8 GB

Battery Life～ 90 days

Data Download

Bluetooth 5.0

Battery Type

Lithium Ion※仕様は予告なく変更される場合があります。

養殖エビ計量ソナー

Q-ScanQ-Scanは 養殖エビ (バナメイエビ等）の生産数量を把握するために設計されたコンパクトな水中スキャンソナーです。養殖場にエビが何尾いるか、推測する必要がなくなります。180度スキャンする水中スキャンソナーの探知範囲は0.5～5m、高精度に養殖エビを計量することで給餌量を調整でき、収穫日が予測可能です。
収穫量予測を水中スキャンソナーで高精度に計量することが可能であり、ユーザーはこれにより生産データが管理でき、給餌コストの削減・計画的な収穫・病気の早期発見などが可能になります。
長期耐久性のある材質を使用しており。本体表面の定期的なクリーニングでほぼメンテナンスフ
リーで運用可能です。

【技術諸元】Part number

A0307

Acoustic range

0.5 – 5m

Scan angle

180 degrees

Step angle

0.45 degrees

Scan rate

30 seconds (for 180 degrees)

Frequency

650 kHz

Horizontal beamwidth

2.3 degrees

Vertical beamwidth

39 degrees

Length154mm

Diameter (exc. connector)

124mm

Weight (in air/ water)

1.3kg / 0.2kg

Max. operating depth

10m

Input voltage / power

AcetalCommunications

10/100/1000 Mbps Ethernet

Connector

MCBH8M※仕様は予告なく変更される場合があります。

※Q-SCAN Windows software

Live Plankton
Analysis System

ライブプランクトン分析システム(LPAS)は海洋養殖場周辺の植物プランクトンが、魚の健康に影響を与える可能性がある有害藻類ブルーム（HAB）を引き起こす可能性がないか自動で識別します。 LPASは、重要な情報をタイムリーに提供することで、養殖事業者が現地特有の緩和策や行動を、十分な情報を得た上で早期に意思決定することをサポートします。

AIエンジンのデータで、現場の解析ソフトのプログラムやユーザーインターフェースは、ユーザーが定義したパラメーターに基づき、現場スタッフに警告を発し特定のエリアで懸念される特定の生物種の存在や、懸念される生物種の濃度の許容レベルを超えた場合に警告を発します。現場オペレーターは、明確に問題発生を知ることができ、必要に応じてより詳細なデータを確認することができます。

LPASはBlue Lion Labsと共同開発したディープラーニングAI技術を採用し、取水サンプル画像から、懸念される植物プランクトンの種を分析します。その結果を直ちにOTAQのロ ーカル解析ソフトウェアプログラムとユーザーインターフェースへ送ります。

LPASで収集した結果データは、自動的にローカルに保存することができます。また、OTAQクラウド上でプレゼンテーションや分析が可能です。
また、お客様のデータベースに直接接続するため、サイトや企業のアプリケーションプログラミングインターフェース（API）を設定することも可能です。

【特長】
・植物プランクトンの種類と量を自動的に識別。
・オンサイトシステムにより、検査頻度と一貫性を高めることが可能。

・懸念種の検出、ユーザー定義の許容濃度閾値を超えると、自動的にHABアラートを発報。
・データはメタデータとしてタグ付けされ、クラウド上に安全に保存され長期的な分析が可能。

AI Engine
AIエンジンは、指定した植物プランクトンを80%以上の信頼度で検出し、それぞれの細胞濃度を提供します。 産業界と連携した微生物学者や学識経験者が 、地域ごとに最も懸念される植物プランクトンをリストアップしています。

Imaging S y s t e m
COMPONENT

SPECIFICATION

Microscopex10 optics

Camera20 Mega-Pixel Digital Camera

LPAS Computer

Bespoke specification installed with AI
Engine, Analysis Software and UserInterface

海獣類抑止音響システム
ポータブル
OTAQ Sealfenceは、さまざまな現場でアザラシやアシカを抑止するように設計されたモバイル音響システムです。Sealfence Portable は、世界中で1000を超える洋上養殖現場で使用されているOTAQ社独自の音響システムで、ヨーロッパ・南アメリカでアザラシやアシカ等の鰭脚類に効果があることが証明されています。 このシステムは、頑丈な水中プロジェクター(ケブラー強化ケーブル25m付) を使用して、有効範囲40m内でアザラシやアシカが不快に感じる音を発します。

MOEL Part no.

A0202

コントロールユニット外寸430 x 244 x 341 mm

コントロールユニット重量11Kg

充電電圧100~240v AC/-47~63Hz

充電時間／運用可能時間

6時間／7時間

音響効果レンジ40ｍ

対象海生哺乳類

アシカ，アザラシ等の鰭脚類

ミ サ ゴ 株 式 会 社

横浜市西区北幸一丁目 11 番 1 号 水信ビル７階
Tel: 045-550-5680 / Fax: 045-550-3123

E-mail: sales@misago.co.jp URL: www.misago.co.jp