Proceedings of the 11th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan
August 9-11, 2014, Aomori, Japan

PASJ2014-SAOM06

バンチ内 6D 位相空間電荷密度分布の実時間計測可能な非破壊モニター開発
DEVELOPMENT OF NON-INVASIVE MONITORING SYSTEM TO MEASURE BUNCHBY-BUNCH CHARGE DENSITY DISTRIBUTION IN 6D PHASE SPACE冨澤宏光#, A), 富樫格 A), 松原伸一 A), 伊達伸 B), 出羽英紀 B), 谷内努 B), 鈴木伸介 B), 岡安雄一 B), 下崎義人 B),
柳田謙一 B), 深見健司 B), 増田剛正 C), 清道明男 C), 黒田隆之助 D), 平義隆 D), 大和田成起 E), 小川奏 E),
南出泰亜 F), 野竹孝志 F)#, A)
A), Tadashi Togashi , Shinichi MatsubaraA), Shin DateB), Hideki DewaB), Tsutomu TaniuchiB),
Hiromtsu Tomizawa
Shinske SuzukiB), Yuich OkayasuB), Yoshito ShimosakiB), Kenichi YanagidaB), Kenji FukamiB),
Takemasa MasudaC), Akio KiyomichiC), Ryunosuke KurodaD), Yoshitaka TairaD), Shigeki OwadaE), Kanade OgawaE),
Hiroaki MinamideF), Takashi NotakeF)A)
XFEL Utilization Division, JASRI/SPring-8B)
Accelerator Division, JASRI/SPring-8C)
Controls and Computing Division, JASRI/SPring-8D)
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)E)
RIKEN SPring-8 Center (RSC), RIKENF)
Tera-Photonics Laboratory, Advanced Science Institute, RIKEN

Abstract
We are developing the ultimate non-destructive monitor to measure 6D-phase space charge density distribution ofelectron bunches shot by shot. Our single-shot 6-D bunch monitor consists of four or six 3-D bunch charge distribution(3D-BCD) monitors based on triplet 3D-BCD elements installed in non-dispersive and dispersive sections of a beamdrift transport line. We are planning to use these non-destructive triplet bunch monitor components, not only for a 3-Dbunch (3D-BCD) monitor, but also as an electron energy chirping monitor in dispersive sections of the injection line forSPring-8 II from SACLA linac. In 2013, we upgraded the SPring-8 photoinjector test facility to be able to accelerate up
to 85 MeV and installed a magnetic chicane to compress bunches down to 30 fs (FWHM). A 3D-BCD monitor evolved
from simple encoding of EO sampling into a multiplexing technique with a single probe laser pulse for multiple EO
crystal detectors in a manner of spectral decoding (demultiplexing). We realized demultiplexing as an imagingspectrograph with eight-track simultaneous detection in the area array CCD of a high-speed gated I.I. camera.
Transverse detections of bunch slices are done by analyzing the higher order moments of the bunch slice charge density
distributions. For achieving the upper limit of temporal resolution, we are preparing to combine high-temporal-response
EO-detector organic crystals and an octave broadband probe laser pulse with a linear chirp rate of 1 fs/nm. We aredeveloping an EO-probe laser pulse with ~10 µJ pulse energy and bandwidth over 300 nm (FWHM; flattop spectrum).
ジング分光器で同時に行えるようになった．これはエリアセンサ上にファイバー伝送した各結晶に対応
SPring-8 では，フェムト秒時間分解で計測可能で， した変調領域のプローブ光を分割結像させることで３次元的（縦・横方向）バンチ形状（電荷密度分布） 多重化密度を高めることが可能になったためで，こをシングルショット・非破壊計測可能なモニター要 れに対応したリアルタイム再構築専用の演算処理系[4]素（3D-BCD）を開発している．EO（電気光学）結 も開発している ．複数台の 3 次元バンチ形状計測
晶を電子ビーム軌道の周りに複数個均等配置し，こ 系（３台の 3D-BCD 計測要素でトリプレットを構成）
れらを同時に単一のオクターブ帯域プローブ光で をビーム・トランスポート系の水平・垂直偏向部にEO サンプリング計測（Spectral Decoding）すること も設置して組み合わせ，６次元位相空間のバンチ内で多重化（Multiplexing）を実現している．2012 年 電荷密度分布の挙動をバンチ毎に実時間計測する電度までは波長多重化方式で 3D-BCD の計測原理の実 子バンチ・モニタリング（ライブヴュー構想）を実証試験[1,2]を行ってきたが，プローブ光の時間分解能 現することを計画している．
ところで，SPring-8 では蓄積リングのエミッタン（スペクトル帯域）を最大限に活かすため，空間多[3]重化方式を新たに開発した ．この新方式の採用に スを大幅に小さくするための改造を計画中である．
より，複数台の 3D-BCD 計測が単一の復調用イメー 改造後の蓄積リングでは SACLA を入射器とすることで，さらなる高輝度・短パルス放射光の発生を目___________________________________________

1.

#

はじめに

hiro@spring8.or.jp- 71 -

Proceedings of the 11th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan
August 9-11, 2014, Aomori, Japan

PASJ2014-SAOM06

指している．SACLA からのビームは，最初に 300 mのビーム輸送ライン XSBT（from the XFEL Facility tothe Booster Synchrotron Beam Transport Line）を通してブースタシンクロトロンの出射点付近まで輸送される．シンクロトロンのビームラインは，SACLAの直線下流部に比べて 9 m 低く位置しているため，XSBT は水平方向だけでなく垂直方向にも偏向部を有する [5]．バンチ長の伸びを極力抑制するため，水平・垂直偏向部は Chasman-Green 型ラティスで構成している．Fig. 1 に示すように，SACLA からの入射バンチの６次元位相空間での挙動を非破壊診断するビームラインとして XSBT の活用を検討している．とは言えない．SCSS 試験加速器の実験では，同期した２つのファイバー分光器を用い，対向する２つの EO 結晶からのプローブ光を独立に分光復調することで計測原理を実証した．この方法では EO 結晶の数だけ分光器が必要になってしまうため，６次元位相空間計測では大変なことになってしまう。モニ
ター系としてのシステム完成度という点だけでなく，ライブヴューを実現する制御システムも問題となる．
そのため，Fig. 2 に示すような空間多重化方式（ファイバーバンドル伝送・F マッチング分光撮像法）を実用機として開発した [3]．この多重化方式では円環レーザによって，複数の EO 結晶をシングルショットで多点同時計測（図では８点）したプロー
ブ光を EO 結晶ごとに対応させたファイバーでイメージング分光器に転送する．分光器（復調器）の入射スリットに沿って、縦にこのファイバーをダミーのファイバーを間に挟んで一直線に並べてバン

垂直偏向区間水平偏向区間

１台（２台）

１台（２台）
直線下流部

２台

Figure 1: Outline of the XSBT as a beam diagnosticline. The installation points and numbers of 3D-BCD
monitors are indicated.
一方で，SACLA 直線下流部での数十フェムト秒のバンチを模擬するため，フォトカソード試験加速器を前年度までに 85 MeV までアップグレードし[6]，ユーザ運転に制限されないでモニター開発が出来るようにした．本稿では，複数個の 3D-BCD 計測要素を必要とする３次元バンチ形状計測系用の空間多重化技術の開発経緯と現状について説明する．そして，
有機 EO 結晶の超高速応答を活かすオクターブ帯域のプローブ光源の開発状況についても報告する．

2.

３次元バンチ計測モニター要素と空間多重化復調方式の開発状況

電子バンチ内の３次元電荷分布を非破壊でシングルショット計測するモニターを提案し開発しているところは我々のグループ以外には皆無で，世界でも例がない．そのため，ほぼすべての要素技術を研究開発しなければならない．今までに，一対の対向する EO 結晶を単一のプローブ光で同時計測するという原理実証試験に，２つの加速器（フォトカソード試験加速器と SCSS 試験加速器）にて成功している．
フォトカソード試験加速器では，螺旋状に各 EO結晶をプローブする時間をシフトさせるタイミング
シフターを開発した．これにより EO 信号を刻印する波長領域を EO 結晶（８個）ごとに分けることで原理実証に成功した[1,2]．しかし，この方式だと EO
プロープ光の帯域が 1/8 になってしまうので，後述する高時間分解能を同時に達成するには適した方法- 72 -Figure 2: Schematic drawing of 3D-BCD monitor
based on EO-multiplexing technique, utilizing
simultaneous detection in imaging spectrographswith multi-track (eight tracks) of area array CCD of
an image intensified (I.I.) camera.
The angles of 8 EO crystals
are independently adjustablewith remote control.

electron bunches
Figure 3: 3D-BCD monitor element with 8 EOcrystals in vacuum chamber.

Proceedings of the 11th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan
August 9-11, 2014, Aomori, Japan

PASJ2014-SAOM06

ドル化し、EO 信号群を空間的に分離して入射する。 ブルフィード化されている．また，これらの高電界F マッチングをスリット上でとることで，エリアセ 加速管を駆動するのに必要な RF パワーを得るため，ンサ上に個々のファイバーから来た EO 信号を空間 80 MW クライストロン（Toshiba E3712）出力（パ的に分離して結像することが可能になる．多重化密 ルス幅 4 s）を SLED（=8.3）によりパルス圧縮度を高めることが可能になったため，これに対応し （パルス幅 1 s）し，各 RF 空洞に分配する大電力
たリアルタイム再構築専用の演算処理系も開発でき立体回路を構築している．
るようになった．電子バンチ内の３次元電荷分布をこの試験加速器のシケインと水平偏向電磁石の前シングルショット計測するのに，この３つの計測要後に，６次元位相空間計測システムに必要とされる素が必要になるが，それぞれの計測要素からの信号（8×3）をまとめて一つのイメージング分光復調器 3D-BCD 計測要素の開発テストベンチを Fig. 2 に示に送ることで，リアルタイム処理することが可能に すように配置している．この３種類の EO 試験チャなった．６次元位相空間計測では，Fig.1 に示すよう ンバーについて以下に列記しておく．に最大でこれが６台必要になるが，この多重化復調
3.1 ３次元バンチ内電荷分布（3D-BCD）計測要素方式（demultiplexing）の発明により，初めて現実的実証機（Fig. 4：3D BCD monitor）なシステム設計が可能な計画となった．
Fig. 2 に示したシステム構成で運用し，実証試験
3. フェムト秒時間分解・６次元位相空間 機はシケイン直前に現状では設置している．500 pC程度のピコ秒電子バンチを用いて，３次元バンチ内計測系の要素技術開発テストベンチ
電荷分布計測の実証試験と電子バンチ内の構造とそ
我々は SPring-8 のフォトカソード試験施設を，本 の挙動の計測を目的とする．EO プローブ光には，バンチモニターの開発テストベンチとして利用可能 時間的に線形チャープの矩形波で空間的に円環ビーな施設とするために，２年間かけてアップグレード ムの電子バンチに同期したレーザーパルスを用いる．
してきた．RF 電子銃空洞を独立２空洞に変更し， ８個の EO 結晶を同時にプローブし，８（＋１）分ビームエネルギーを改造前（ピルボックス型単空洞） 岐ファイバーバンドルで伝送して分光復調する．EOの 3.8 MeV から 6 MeV（次のステップである 10 結晶には ZnTe を用いるが，超高速計測も同時に必MeV に向けての準備完了）に上げた．同時に，新規 要な場合は結晶を DAST 結晶などに交換し，次に述に導入した高電界加速管により 85 MeV（改造前 30 べる 1D-BCD の試験チャンバーと位置を交換してシケイン直後に設置できる構造になっている．この結MeV）まで加速エネルギーを増強し，バンチ圧縮系
晶ホルダーは８個の結晶を実装可能であるが，結晶の下流にあるバンチモニター直前で数十フェムト秒軸の方向をバンチ電界に最適化するために数度の角の極短バンチ長を達成できるようにした．今年度の 度微調機構を持たせている．
モニター試験のために設置された主な機器 は，RFパルス圧縮器（SLED），独立２空洞式 RF 電子銃， 3.2 フェムト秒時間分解バンチ計測（超高速応答EO 結晶）試験機（Fig. 4：1D BCD monitor）
高電界加速管，シケイン電磁石（偏向角１５度の偏向電磁石４台）である．RF 電子銃のビームエネル
ギーを 10 MeV 程度まで上げるとバンチ伸張をさらに抑えられるため，2.7 セル RF 電子銃空洞に交換してのモニター試験を来年初頭に計画している．
本テストベンチに設置された高電界加速管（1.4 m加速管と 1.2 m エネルギー変調管）は，SPring-8 線型加速器における暗電流低減を目的として開発された低暗電流加速管 [7]の設計をベースに，ビーム形状およびエミッタンスの対称化のためカプラー部がダEO サンプリングを基本技術とする３/６次元バンチ内電荷分布計測系は，空間よりも時間分解能において特に優れている．この時間分解能は現在のところ，EO 結晶の応答性によって制限されているが，我々はプローブ光源の限界まで追求する方針である．
このための試験チャンバーを最短バンチ（<150 pC,30-50 fs (FWHM)）が利用できる予定のシケイン直後に設置している．この試験機で有機 DAST 結晶をはじめとした各種 EO 結晶材料の試験を行うことが必要である．結晶ホルダーは垂直にスライドする構造とし，複数個の結晶試験片を一度の Test Run で試験できるようにしている．また，次章でのべる EO プ
ローブ光源も限界まで広帯域化し，１オクターブの超広帯域が可能なレーザ伝送系を用意している．
3.3

Figure 4: Three different types of EOS test chambers
at the magnetic chicane bunch compressor ofSPring-8 photoinjector test facility.

エネルギーチャープ計測実証機（Fig. 4：Bunch
energy chirp monitor w/EOS）

偏向電磁石後の３０度ラインに設置した 3D-BCD計測要素である．基本的に Fig. 3 に示した３次元バンチ計測と同じ装置であるが，結晶配置を分散部でのビーム計測に最適化（楕円状など）する研究が必要なため，結晶ホルダーごと交換可能な構造にしている．ファイバーレーザ光源で EO プローブを行う．

- 73 -

Proceedings of the 11th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan
August 9-11, 2014, Aomori, Japan

PASJ2014-SAOM06に，Fig. 6 に示すような音響光学素子 DAZZLER を用いたチャープ・スキャン法による高次分散の計測を 援 用 し ， そ れ を 分 散 補 償 用 の DAZZLER へ の３次元バンチ形状計測（3D-BCD）で可視光領域 フィードバック制御することで，超広帯域の矩形スの EO プローブ光で限界まで時間分解能を上げるに ペクトルを精密に線形チャープ化することに成功しは，超広帯域の EO プローブ光源の開発する必要が た．電子バンチ計測に供するには，復調分光器である．空間多重化方式の開発に成功したことにより， 1000 counts を得るのに光源で必要とされるパルスエ
当初の目標だった１オクターブの帯域幅に達しなく ネルギーは約 10 J である．そのための超広帯域増ても 30 fs (FWHM)の時間分解能が実現できるように 幅器（OPA）を開発した（調整準備の段階である）．
なった．この光源レーザシステムとスペクトル帯域が 230 nm (FWHM)の矩形スペクトル強度分布を実現 5.
まとめと今後の展望した結果を Fig. 5 に示す[3]。これ以上の広帯域にす電子バンチ内の３次元電荷分布を非破壊かつシンるとフォトニック結晶ファイバーが壊れ易くなるこ
グル･ショット計測する方法は，我々が世界で初めとが明らかになり、実用的な帯域幅をこの値に決定て提唱[8,9]したものである．一連の実証試験を通じて，しているが，最終的に 300 nm (FWHM)を安定供給で複数の EO 結晶を電子ビーム軌道の周りに配置して，きるシステムとする予定である．また，高次の波長単一のレーザ光（EO プローブ光）で同時にプロー分散補償をして精密な線形チャープを実現するためブする技術を確立した．実用に耐える空間多重化方式を開発したことで，６次元位相空間計測系を具体的に検討できる段階に達している．まだ，システムのロバスト性など実用化に向けて解決すべき点は多々あるが，数年以内に実用化システムを完成させることを戦略目標として掲げている．
このように大規模計測システムになると，制御系の開発も重要になるため，FPGA およびプロセッサ処理の最適化を行い，システム全体を構築して目標とするリアルタイム性能（ライブヴュー構想の実現）を実装することを検討している．
また，独立行政法人産業技術総合研究所では，Sバンド小型リニアック施設において，ODR で発生するラジアル偏光のテラヘルツを用いたビーム重心位置検出を行うモニター系を共同して開発している[10]．
Figure 5: Schematic drawing of generation of
これは３次元バンチ形状モニターの計測要素を簡素
broadband linear-chirped laser probe pulse with
化するための戦術オプションとして，本モニターのsquare-shaped spectrum (red line: 230 nm
開発戦略の中に位置づけているものの一つである．
(FWHM), 660 fs (GDD introduced by DAZZLER:
この他にも，モニターシステムをコンパクト化する
2+1000 fs )). The 460-nm pump laser pulse is
戦略オプションを３つ用意している．
generated from Nd: YAG laser (SHG: 532 nm)
極短バンチ計測を行う最有力結晶の候補は有機pump pulse and the super-continuum signal pulse
DAST 結晶である．我々は，EUV-FEL 試験加速器にwith additional NOPA stage.て DAST 結晶を用いて世界で初めて 電子バンチのEO 信号捕捉に成功している [2] ．しかし，いろいろと調査した結果，EO チェンバー近傍の積算空間線量が 100 Gy を超えると，EO 信号強度 (ピーク)が低下することが確認された．実際の試験加速器での計測実験では，直前の OTR スクリーンを入れる
時には必ず EO 結晶を退避させるなど運用で解決する方法を採っているが，本質的解決には結晶の放射線耐性の向上が必要である．したがって，EO 信号減衰の機構を解明するための研究も理研（仙台）テラヘルツ光源研究チームと共同して行っている．また，EO 素子の品質向上に関して，アニーリングと結晶研磨･整形の技術もほぼ確立しており，EO 素子としては完成段階に近づいている．
Figure 6: Chirp scan measurements of probe laser2
現時点で，30 fs (FWHM)のバンチ長の計測はまだpulse. Adding GDD of +1000 fs by DAZZLER, a
実現していない．しかし，必要な要素技術と試験加linear chirped laser pulse was generated with a
速器はほぼ完成の域に達しており，他の EO 結晶候flattop spectrum (a wide spectral plateau region as
補の基礎試験だけでなく，他のバンチ長計測方法もshown in Fig. 5).

4.

超高速バンチ長計測のための EO プ
ローブ光源開発- 74 -Proceedings of the 11th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan
August 9-11, 2014, Aomori, Japan

PASJ2014-SAOM06

2013, pp.392-395.
併用しながら，EO サンプリングの時間分解能の限[7] T. Taniuchi, et al., “High Power Test of Low Dark Current
界を慎重に見極めたいと考えている．ここで，CTR
Accelerating Structure,” Proc. of the 8th Annual Meeting ofのマイケルソン干渉計を用いた電子ビーム幅測定にParticle Accelerator Society of Japan, Tsukuba, Japan, 1-3
August 2011, pp.1286-1288.
関して若干の補足をさせて頂きたい．超短パルス光
では、パルスの中に１波長以上存在するべきであり， [8] H. Tomizawa, Japan Patent Application No: 2007-133046(Japanese Patent No.5165278).
10 THz は波長 30m なので，100 fs より短いパルス [9] H. Tomizawa, H. Hanaki, T. Ishikawa, “Non-destructiveは存在しないはずである．20 fs のパルスでは、波長
single-shot 3-D electron bunch monitor with femtosecond
timing all-optical system for pump & probe experiments,”
6 m より短い中赤外～可視・紫外域の光が関与してProc. of the 29th International Free Electron Laserいると考えるのが妥当である．阪大産研（吉田陽一
Conference (FEL2007), Novosibirsk, Russia, 26-31 August教授，楊金峰准教授の研究室）では，フェムト秒ス
2007, pp. 382-385.
トリークカメラの時間分解能を遥かに超え，近年目 [10] Y. Taira, et al., “Observation of radially polarized terahertz
radiation generated by a sub-picosecond electron beam,”
覚ましくフェムト秒電子バンチの記録を次々と塗り
Vibrational Spectroscopy, 2014, in press.
替えている．しかしながら，彼らが 20 fs のパルス [11] I. Nozato, et al., “Measurement of < 20 fs bunch length
using coherent transition radiation,” Phys. Rev. ST Accel.
を測定[11]しているのが本当であるとすると，CTR ス
Beams 17, 072803, 2014.
ペクトルとして論文に載せている図はパルス形状の決定に関与していない部分のスペクトルを見てことになり，解析手法や測定方法そのものが間違っているとしか言いようがない．特に 1 fs の電子バンチの発生成功の確認ともなれば，紫外域での直接計測をしなければならないはずであり，彼らが行っている赤外域では無理である．何をか言わんやである．

謝辞
本研究の３次元バンチ内電荷分布計測要素の研究
開発費の一部は,科研費基盤研究（B）課題番号23360045（代表者：冨澤宏光），基盤研究（C）課
題番号 24560535（代表者：南出秦亜）に支援された成果である．このうち，ラジアル偏光素子に関しては，基盤研究（C）課題番号 20612024（代表者：冨澤宏光）で開発されたものである．また，現在進行中の６次元位相空間計測系の研究開発に関しては，基盤研究（A）課題番号 26246046（代表者：冨澤宏光）により支援されている．

参考文献[1] H. Tomizawa, et al., “Feasibility Study of Single Shot
Realtime Non Distractive Three Dimensional Bunch Charge
Distribution Monitor,” Proc. of the 7th Annual Meeting ofParticle Accelerator Society of Japan, Himeji, Japan, 4-6
August 2010, pp.307-311.
[2] Y. Oyamasu, et al., “Feasibility study of a single-shot 3Delectron bunch shape monitor with an electro-opticsamplingtechnique,” Phys. Rev. ST Accel. Beams 16, 052801, 2013.
[3] H. Tomizawa, et al., “The First Demonstration of EOS 3DBCD Monitor to Maximize 3D-Overlapping for HHGSeeded FEL,” invited talk, Proc. of the 2nd International
Beam Instrumentation Conference (IBIC2013), Oxford, UK,
16-19 September 2013, pp.1-3.
[4] A. Kiyomichi, et al., “MicroTCA-Based Image Processing
System at SPring-8,” Proc. of the 19th Real Time
Conference, Nara, Japan, 26-30 May 2014, in press.
[5] K. Fukami, et al., “Transport of ultrashort bunch to thestorage ring in SPring-8,” Proc. of the 10th Annual Meetingof Particle Accelerator Society of Japan, Nagoya, Japan, 35 August 2013, pp.406-409.
[6] T. Taniuchi, et al., “Test bench for ultra-short bunch monitor
at SPring-8,” Proc. of the 10th Annual Meeting of Particle
Accelerator Society of Japan, Nagoya, Japan, 3-5 August- 75 -