湿度調節計

ＨＣＤ１２１

取扱説明書
目次
はじめに安全に関する注意
１．使用上の注意
２．形式の確認
３．製品の概要
４．各部名称と働き
５．外形寸法図及び取付寸法図
6.取付け方法
7.結線方法８．動作説明9.保守点検10.標準仕様
１１．保証条件

はじめに

このたびは、湿度調節計ＨＣＤ１２１をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さいますようお願いいたします。
この取扱説明書は、本製品を実際にお使いのお客様が、いつでも見ることができるように、お手元で大切に保管してください。
又、お使いになっている製品を、譲渡されたり貸与される時には、新しくお使いになるお客様が、安全で正しい使い方を知るために、本書を製品に付属し、お渡し下さい。
※本書の内容に関しては、改良その他の理由により、将来予告無しに変更することがあります．
お買い上げの製品または本書の内容につきまして、ご不明な点などお気付きのことがありましたら、お買い上げの販売店または当社各営業所までお問い合わせ下さい。

株式会社ニッポー

安全に関するご注意
安全に関する注意事項や機器・設備の損傷に関する注意事項、また追加説明や但し書きについて以下の見出しのもとに書いてあります。

！ 警告◎お守りいただかないと怪我や死亡事故につながる恐れのある注意事項！ 注意◎ お守りいただかないと機器・設備の損傷につながる恐れのある注意事項「注」◎追加説明や但し書き等！ 警告▲本器は、一般産業用設備の湿度を制御する目的で設計されております。従って、人命に重大な影響を及ぼすような制御対象に使用することはしないで下さい。もし、使用されて事故が発生しても、責任は負いかねます。
▲使用者が制御基板に近づけないような処置を最終製品側で行ってください。
▲本装置は電源端子－入出力端子間は基礎絶縁です。
▲本器の故障や異常が重大な事故につながる恐れのある場合には、外部に適切な保護回路を設置してください。
▲本装置には電源スイッチ、ヒューズはついておりません｡必要な場合は別途設置してください。
ヒューズは電源スイッチと本器の間に位置するよう配線の事（ﾋｭｰｽﾞ:AC250V/1A）｡▲電源配線は、６００Ｖビニール絶縁電線と同等以上の性質の電線を使用してください。
▲全ての配線が終了するまで電源をＯＮしないで下さい。感電・火災・故障の原因になります。
▲本器は、記載された仕様の範囲内で使用してください。火災・故障の原因になります。
▲引火性・爆発性ガスのあるところでは使用しないでください▲通電中は、制御基板に触れないでください。感電の恐れがあります。
▲本器の分解、修理、及び改造はしないでください。感電・火災・故障の原因になります。

！ 警告▲本装置の特定用途への適合性については、明示の保証も黙示の保証もいたしません。
▲本装置はクラスＡ機器です。本器は家庭内環境において、電波障害を起こす事があります。
その場合は、使用者が十分な対策を行ってください。
▲本書に記載の注意事項を必ず守ってください。重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
▲本装置の中に金属片、導線の切りくずを入れないでください。感電・火災・故障原因になります。
▲端子ネジは記載されたトルクで確実に締めてください。締付けが不十分だと感電・火災の原因になります。
▲クリーニングは必ず電源を切ってから行ってください。又、汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。尚シンナー類は変形、変色の恐れがありますので使用しないでください。
▲ 表面パネルは指以外のもので押したり､強く押したりしないでください｡シートが破れたり､故障の原因になります｡▲耐電圧、耐ノイズ、耐サージ等の耐久試験の繰り返しは、本器の劣化につながる恐れがあります
ので、ご注意下さい。

！ 注意▲出力端子及び出力端子に接続する負荷電圧・電流は、定格以下でご使用ください。
定格を超えてのご使用は、温度上昇で製品寿命を短くしたり、故障を招く恐れがあります。
▲入力端子には入力規格以外の電圧・電流を加えないでください。
製品寿命を短くしたり、故障を招く恐れがあります。
▲以下の場所では使用しないでください。本装置の故障や損傷を招き、場合によっては火災等の発生につながる恐れがあります。
（１）使用時の周囲温度が０～５０℃の範囲を超える場所（２）使用時の周囲湿度が３５～８５％ＲＨを超える場所（３）温度変化が急激で結露するような場所（４）腐食性ガス、可燃性ガスが発生する場所（５）本体に直接振動、衝撃が伝わるような場所（６）水、油、薬品、蒸気、湯気のかかる場所（７）塵埃、塩分、鉄分の多い場所（８）誘導障害が大きく、静電気、磁気、ノイズが発生しやすい場所（９）冷暖房の空気が直接あたる場所（１０）直射日光のあたる場所（１１）輻射熱などによる熱蓄積の生じるような場所（１２）高度２０００ｍを超える場所▲配線をする場合は通電しないでください。感電する事があります。

１. 使用上のご注意▲負荷から発生するノイズで本器が誤動作することがあります。
次のような場合には、スパークキラーを取付けて誤動作を防いでください。
ａ．本装置の制御出力で、電磁開閉器・モーター・ソレノイド等の誘導負荷を開閉している場合。
ｂ．本装置の電源と同一ライン上で誘導負荷の開閉をしている場合。
なお、スパークキラーの接続は、負荷の端子に直接最短距離で行ってください。
スパークキラー接続例

誘導負荷

スパークキラー

制御器

誘導負荷

スパークキラー

電源▲計器が電源ノイズの影響を受けやすいと思われる場合は、誤動作を防ぐためノイズフィルタをご使用ください。ノイズフィルタは接地されているパネルに取付け、ノイズフィルタ出力と本装置の電源端子間は最短で配線してください。
▲異常を感じたら、すぐに電源を遮断し、使用を中止してください。そのまま使用を続けると災害を招く恐れがあります。
▲センサーのコードは、電源線から離して配線してください。
▲機器を使用しないときは、安全の為、元電源を遮断してください。
▲配線上の注意（１）配線は端子配列図に従い、誤配線のないことをご確認ください。
（２）端子部の配線にはＭ３ネジに適合した、幅が５．８ｍｍ以内のヘラキャップなどを使用して、ケーブルは柔軟性のあるコードを使用してください。
（３）端子ネジの締付けは、締付けトルクが７８Ｎ・ｃｍ以下になるように注意ください。
（４）センサーコード及び伝送出力線は強電回路と同一の電線管やダクト内を通さないでください。
（５）静電誘導ノイズに対しては、シールド線（一点接地）が効果的です。
（６）電磁誘導ノイズに対しては、入力配線を短く等間隔にツイストすると効果的です。
▲動作が異常な時は､速やかに下記の処置を取ってください｡（１）機器の元電源を切り、再投入してください。
ノイズによる一時的な誤動作であれば再び正常に戻ります。これによりノイズが原因かどうか確認が出来ます。
（２）ノイズによる誤動作が確認できた場合、再発の恐れがありますので、必ず恒久対策を講じてください。
（３）元電源の再投入で正常に戻らない場合は、部品などの故障によるものと考えられます。
速やかに元電源を遮断して修理の処置をとってください。
▲システムパラメータを変更する場合、入力や負荷の性能を十分考慮して決定ください。
▲不揮発メモリに書き込んだデータは、正常かどうかチェックし、異常な場合はメモリエラーを表示します。ＰＶにＥｒｒ０を点滅表示します。
このエラーが発生すると復旧する為には全ての設定値（パラメータ）を初期化する場合があります。重要な設定値（パラメータ）は記録を取って保管してください。

２. 形式の確認
１．パッケージの構成
お買い上げたパッケージには、次の物が含まれています。まず、中身を取り出して確認して下さい。
No.
①②③④⑤⑥⑦⑧

名称
調節計本体
乾球センサー
湿球センサー水入れ容器
ホルダー
ガーゼ
取付けネジ
取扱説明書

仕様
数量
ＨＣＤ１２１１(台)ＴＴ－３形，ＢＳ （灰色ビニールコード、５ｍ） １(組)ＴＴ－３形，ＳＵＳ（赤色ビニールコード、５ｍ）
水差、受け皿各1個
１(組)
鉄製
１(個)
１(枚)
4×16タッピングナベ
２(個)
１(冊)

備考
②～⑥は、オプション扱いです。

２．形式の確認
本湿度計は、出力リレーの数量及び伝送出力の有無により、下記の形式があります。
お買い上げたパッケージの確認をして下さい。

形 式
ＨＣＤ１２１－①②③-＊＊①主制御出力Ｍ：リレー接点出力（標準）②副制御出力Ｎ
Ｍ：なし（標準）：リレー接点出力（ 工 場 オ プ シ ョ ン ）

③伝送出力

ＮＰ

：なし(標準)
：あり

＊＊：００
＊＊：０１

センサー、水入れ金具付き調節計本体のみ

３. 製品の概要
本器は、相対湿度の検出に、２つのＴＴ－３形温度センサーを乾球･湿球センサーとして相対湿度を表示するばかりではなく、希望の湿度を保つように制御出力をもった、サーミスタ乾湿球式湿度調節計です。

４. 各部の名称と働き
１．調節計本体
Ａ．各部の名称％

PV

①③②％

SV
OUT1 OUT2④⑤⑧⑥⑦

Ｂ．各部の働きNo.
①

名称
測定値表示器（ＰＶ）［赤色］

働き測定値又はパラメータの各記号を表示します。

②

設定値表示器（ＳＶ）［緑色］

設定値又はパラメータの各値を表示します。

③

主制御出力がＯＮ時に点灯します。

⑤

主制御出力動作表示灯（ＯＵＴ1）［緑色］
副制御出力動作表示灯（ＯＵＴ２）［緑色］
セットキー（ 設定 ）⑥シフトキー（⑦ダウンキー（⑧アップキー（副制御出力がＯＮ時に点灯します。

）

設定モードの切替が出来ます。
設定変更した数値が登録できます。
設定可能な点滅している桁を移動できます。

《④）

文字データの場合は選択データを更新します。

《）

設定値を変更する場合に数値を増加します。
文字データの場合は選択データを更新します。

《Ｃ．端 子 配 列
本体内部

RY2

RY1１１２３２４３５４５６６７８９７10８９10端子台
端子名称

内容端子番号

備考

電源端子

定格電圧：AC100-240Ｖ １、２

主制御出力端子（OUT

無電圧接点

３、４

ﾉｰﾏﾙｵｰﾌﾟﾝ

無電圧接点

５、６

ﾉｰﾏﾙｵｰﾌﾟﾝ

乾球センサー(灰色ｺｰﾄﾞ)

７、８

湿球センサー(赤色ｺｰﾄﾞ)

９ ,101）
副制御出力端子（OUT2）センサー

コネクタ（工場オプション） ＣＮ２
端子名称
内容
伝送出力 TRANSMIT(+) 出 力 ４ ～TRANSMIT(-)

２０ｍＡ

ピン番号
１２

備考

２．湿度センサーセット
Ａ．各部の名称⑦⑦③②②①①④④④⑥⑤⑤

水Ｂ．各部の働き
N o.
①②

名称
保護管
乾球センサー③湿球センサー④⑤⑥⑦水差し
受け皿
ガーゼ
ホルダー

働き
センサー素子を保護し、測定対象の温度をセンサーに伝えます
制御対象である空気の温度を検出する温度センサーです。
灰色コード。
湿球温度を検出する温度センサーです。
赤色コード。
受け皿に水を補給します。
ガーゼに水分を供給します。
水を受け皿から吸い上げて、湿球センサーを湿らせます。
②～⑥を取り付け、温度センサーセットを構成します。

５. 外形寸法図及び取付寸法図
Ａ．本体

％
SV％

PV

OUT1 OUT2

Ｂ．乾湿球センサーユニット

６. 取付け方法○本体
盤面への配線が未配線の状態で行います。
取付け寸法は右図に示します。
①取付面に、取付寸法図で指定した位置にＭ４相当の穴を開ける②本体のカバーを外します。
③木ネジ（呼称３ｍｍ、納入範囲外）２本を使用し、本体のシャーシ部を取り付けます。
④後述の配線後、カバーを元に戻します。

○センサーユニット

本体

湿球センサー（赤色コード）の組立①ガーゼ（２重）を、長さ(14～15)cm×幅6cmを準備します。
（水入れセットの構成品）
赤②湿球センサーの保護管の上端までガーゼを2重に巻きつけます。
③ガーゼが落ちない様に、上端を糸にてしっかりと縛ります。
④同じく中程を風等にてガーゼが外れないように、そして上端まで水が吸い上がるように、糸にて軽くし縛ります。
※ガーゼは、保護管に密着させます。

ずり落ちない15cmくらい様にしばる

水入れセットの組立①ホルダーに受け皿、乾球センサー、そしてガーゼを巻きつけた湿球センサーを取り付けます。
②ガーゼは受け皿の中に入れます。
③水差しに水を入れます。
④水差しをホルダーに取り付け、受け皿に水を供給します。

ガーゼは2重７. 結線方法
１．結線上の注意
Ａ .元 電 源 を オ フ し た 状 態 で 、 結 線 し て く だ さ い 。
Ｂ ． 制 御 出 力 の 容 量 は 、 AC250Ｖ ,10A(抵 抗 負 荷 )で す 。
これを上回る負荷を接続する場合、又は動作頻度の多い場合は、十分な開閉容量をもつ電磁開閉器などを外部に介して御使用ください。
Ｃ．制御出力に接続する電線は、負荷電流を安全に流すことができるものを使用してください。
２ .結 線 方 法
Ａ．端子台のビスを緩めます。
Ｂ．結線には、下記の器具を使用します
端子台：端子ネジＭ３
適 合 接 続 端 子 ： 1.25-YAS３AC100V
１２AC100V

３４加湿器

５７９湿球センサー

８灰色ｺｰﾄﾞOUT１ ： 加 湿 制 御 、 OUT2： 除 湿 制 御 の 場 合 で す 。

10赤色ｺｰﾄﾞ※

６乾球センサー除湿器

８. 動作説明■制御動作
下記の制御動作より選択できます(副制御は工場オプション)。
SUb 副制御

Svm

制御種類

０なし

１１設定

１あり

１または２１設定
または２設定oUt1

主制御動作内容 oUt2 副制御動作内容

ｎ２

除湿２位置

ｒ２

加湿２位置ｎ２除湿２位置

ｒ２加湿２位置ｎ２除湿２位置ｒ２加湿２位置２設定：Sv1,Sv2

１設定：Sv1のみなし
ｎ２ 除湿２位置

オン

オン

ＯＵＴ１

ＯＵＴ１オフPVｒ２ 加湿２位置

オフ

PV

dF-1
SV1
除湿２位置動作(ｏＵｔ１＝ｎ２）

dF-1
SV1
加湿２位置動作（ｏＵｔ１＝ｒ２）
オン
ＯＵＴ１
オフ
オン

PV

ＯＵＴ２オフ
dF-1
db

dF-2

SV1
除湿２位置＋除湿２位置動作（ｏＵｔ１＝ｎ２

ｏＵｔ２＝ｎ２

Ｓｖｍ＝１）

オン
ＯＵＴ１

オフ
オン

PV

ＯＵＴ２
オフ
dF-1
SV1
除湿２位置＋除湿２位置動作（ｏＵｔ１＝ｎ２dF-2
SV２
ｏＵｔ２＝ｎ２

Ｓｖｍ＝２）

オン
ＯＵＴ１オフ
オン

PV

ＯＵＴ２
オフ
dF-1
dF-2

db
SV1

加湿２位置＋除湿２位置動作（ｏＵｔ１＝ｒ２

ｏＵｔ２＝ｎ２Ｓｖｍ＝１）

オン
ＯＵＴ１
オフ
オン

PV

ＯＵＴ２
オフ
dF-1
dF-2
SV1

SV２

加湿２位置＋除湿２位置動作（ｏＵｔ１＝ｒ２ｏＵｔ２＝ｎ２Ｓｖｍ＝２）

オン
ＯＵＴ１オフ

PV

オン
ＯＵＴ２
オフ
dF-1
SV1

dF-2
db

除湿２位置＋加湿２位置動作（ｏＵｔ１＝ｎ２

ｏＵｔ２＝ｒ２Ｓｖｍ＝１）

オン
ＯＵＴ１
オフ

PV

オン
ＯＵＴ２
オフ
dF-1
SV1
除湿２位置＋加湿２位置動作（ｏＵｔ１＝ｎ２dF-2
SV２
ｏＵｔ２＝ｒ２Ｓｖｍ＝２）

オン
ＯＵＴ１
オフ
オン

PV

ＯＵＴ２
オン

dF-2
dF-1

db

SV1

加湿２位置＋加湿２位置動作（ｏＵｔ１＝ｒ２ｏＵｔ２＝ｒ２Ｓｖｍ＝１）

オン
ＯＵＴ１オフオン

PV

ＯＵＴ２オンdF-2dF-1
SV1SV２

加湿２位置＋加湿２位置動作（ｏＵｔ１＝ｒ２

ｏＵｔ２＝ｒ２

Ｓｖｍ＝２）■ 伝 送 出 力 （ 工場オプション）
測定した湿度を電流にて出力します。
電流値４ ～ 20ｍＡが、湿度０％～１００％に相当。

電流(mA)

204

湿度(%RH)
0100■デジタルフィルタ
設定範囲：０ ～ １００（初期設定値：１）
設定値を大きくすると温度表示値が安定します。
ただし、湿度表示の応答速度が小さくなります。
湿度を表示を０．１％表示して、表示がふらつく場合などに有効です。

■操 作 系 統 図
電源投入

PV

8.8.8.8.

SV

8.8.8.8.

PV

ＨＵｍ

ＰＶ／ＳＶモード
入力の種類
SVPV

１００

設定範囲上限SV

１０

設定範囲下限ｄｒｙ
乾球温度<<<<PV

測定値

SV

主制御設定ｗEｔ
湿球温度設定設定<<<<ＳＶモード

設定

３秒押下

Sv1ユーザーパラメータ

主制御設定
設定

Sv2
副制御設定

パスワード設定
設定
設定

システムパラメータ<<※<<

３秒押下３秒押下

注１）※のついたパラメータは条件により表されないことがあります。
注２）３０秒間操作がない場合も元にもどります（自動復帰機能）。
注３）変更が有効になるのは、設定キーが押下された時です。

PV

測定値

SV

設定値
設定３秒押下
設定<<PV<<■操 作 系 統 図 （ ユ ー ザ ー パ ラ メ ー タ モ ー ド ）

設定

設定<<

設定<<

設定<<※

設定※

設定

ユーザーパラメータモード内では、 設定ＰＶ／ＳＶモードに戻ります。

キーと<<

設定

キーを同時に押すと

注１）※のついたパラメータは条件により表されないことがあります。
注２）３０秒間操作がない場合も元にもどります（自動復帰機能）。
注３）変更が有効になるのは、設定キーが押下された時です。

操作系統図（システムパラメータモード）

PV

SV

PV

設定<<設定

設定<<設定設定<<

設定設定<<

設定<<設定設定

設定<<

設定<<

設定<<

設定<<

設定<<設定設定※

設定
設定※

設定

システムパラメータモード内では、 設定再起動されます。

キーと<<

設定

キーを同時に３秒間以上押すと

注１）※のついたパラメータは条件により表されないことがあります。
注２）３０秒間操作がない場合も元にもどります（自動復帰機能）。
注３）変更が有効になるのは、設定キーが押下された時です。

■パラメータの説明
１）ＰＶ／ＳＶモード（このモードは数値の確認のみで変更できません。）
順
略号
表示項目
表示条件
１
ｄｒｙ
乾球温度（小数点1位まで表示）
常時２ｗＥｔ
湿球温度（小数点1位まで表示）
常時２）ＳＶモード
順
略 号
１
Ｓｖ１
２

Ｓｖ２名 称
主制御設定値設 定 範 囲Ｓｖ－Ｌ ～

副制御設定値

Ｓｖ－Ｌ３）ユーザパラメータモード
順略 号
名称
１ｄＦ－１ 主制御感度設定

表示範囲-10.0 ～60.0℃-10.0 ～60.0℃

Ｓｖ－Ｈ

表示条件
常時出荷値
10Ｓｖ－Ｈ

Ｓｖｍが２10

設 定 範 囲0.1～100.0

表示条件
常時出荷値
2.0～

２ｄＦ－２

副制御感度設定

0.1～100.0

SUbが12.0

３ｄｂ

デッドバンドＳｖｍが１0.0

４ＰＡＳＳ

パスワード

主制御比例帯と副制御比例帯の制御不感帯-100.0～100.0
０１２３常時0123注）デッドバンドは、制御動作の項を参照願います。
ｏＵｔ２のｏＵｔ１に対するシフト値としても使用できる。
４）システムパラメータ
項
１２３

略 号

名 称説ｄＰ

表示分解能の明

表示条件

出荷値

１／０．１

常時１ｉｎＳｄ選択
入力補正値-9.9～9.9

常時0.0

ｉｎＳｗ

乾球温度補正入力補正値-9.9～9.9

常時0.0

常時10

常時100

常時0

ＳＵｂが１１

常時

ｒ２

ＳＵｂが１ｎ２

常時１

湿球温度補正
４５６

Ｓｖ－Ｌ
Ｓｖ－Ｈ
ＳＵｂ

設定範囲下限設定範囲上限副制御

ｄＰ：１

０～Sv-H－1

ｄＰ：０．１０～Sv-H－0.1

ｄＰ：１

Sv-L+1

ｄＰ：０．１

Sv-L+０．１～100～100０：副制御なし
１：副制御あり

７

Ｓｖｍ

制御種類

１：１設定動作（Ｓｖ１のみ使用）
２：２設定動作（Ｓｖ１，Ｓｖ２使用）

８

ｏＵｔ１

９ｏＵｔ２

主制御出力動作

ｒ２／ｎ２
制御動作の項参照

10 ｄＦｔ

副制御出力動作デジタルフィルタ

ｒ２／ｎ２
制御動作の項参照
0～100秒：0はフィルタなし

９. 保守点検■ エラーメッセージ（１） ｏｏｏｏ

オーバーレンジ。
センサー短絡時。
補正前温度および補正後温度が入力範囲上限６０℃を超えた場合（２） ＵＵＵＵ

アンダーレンジ。
センサー断線時。
補正前および補正後の温度が入力範囲下限－１０℃を超えた場合（３） ＰＶの点滅

湿度が入力範囲内で、設定範囲上下限を超えた場合（４） Ｅｒｒ０の点滅

不揮発メモリ内のデータが正しくないと判断した場合

注１）不揮発メモリ内には、センサー調整値、各パラメータの設定値などが記憶されています。
注２）オーバーレンジ、アンダーレンジ表示のとき、
１）制御出力をオフします。伝送出力は４ｍＡ出力します。
２）シフトキー << が有効で、乾球・湿球センサーの状態を其々表示出来ます。
注３）乾球温度＜湿球温度の場合、湿度は１００％を表示します。
注３）センサー短絡・断線について
乾球センサー

湿球センサー

ＰＶ表示

正常

正常

正常

短絡ｏｏｏｏ

正常

断線

ＵＵＵＵ

短絡

正常ｏｏｏｏ短絡

短絡ｏｏｏｏ

短絡断線ｏｏｏｏ

断線

正常

ＵＵＵＵ

断線

短絡

ｏｏｏｏ

断線

断線

ＵＵＵＵ

説明

短絡、断線が同時発生時

短絡、断線が同時発生時

１０. 仕様■一般仕様
電源電圧範囲
消費電力
絶縁抵抗
耐電圧
使用温・湿度範囲
保存時
記憶素子：ＡＣ１００Ｖ～２４０Ｖ ５０／６０Ｈｚ（電源電圧変動：－１５％，＋１０％）：１０ＶＡ（ＡＣ１００Ｖ）～１５ＶＡ（ＡＣ２４０Ｖ）：ＤＣ５００Ｖ
２０ＭΩ以上：ＡＣ１５００Ｖ ５０／６０Ｈｚ １分間以上：０～＋５０℃ ３５～８５％ＲＨ（本体）（ただし、氷結や結露をしない事）：－２５℃～＋６５℃：不揮発メモリー（ＥＥＰＲＯＭ）による書換え回数（寿命）約１００万回■入力
サーミスタ （ 2000Ω 25℃ ） ２ 入 力■表示１）７セグメントＬＥＤ数字表示器
測定値・設定値・パラメータ設定値／略号等を表示する。
①測定値 （ＰＶ） ４桁 赤色
約１４ｍｍ②設定値 （ＳＶ） ４桁 緑色
約 ８ｍｍ２）ＬＥＤランプ表示（計２点）
ＯＵＴ１，ＯＵＴ２
緑色■分解能及び指示精度１）分解能
1／０．１ ％
２）指示精度（入力素子の誤差を含まず）±５％ＲＨ：１０％～１００％ＲＨ、風速４ｍ／ｓ以上、乾球温度０～50℃■検出方式
サーミスタ乾湿球式
乾球、湿球の温度入力範囲：－１０～６０℃
氷結しないこと■測 定 範 囲
１０％～１００％ＲＨ■表 示 範 囲
０％～１００％ＲＨ■制御方式
ＯＮ／ＯＦＦ（２位置）制御■出力・主制御（ＯＵＴ1）：リレー接点出力
１ａ接点出力：最大 ＡＣ２５０Ｖ，１０Ａ抵抗負荷・副制御（ＯＵＴ２）：リレー接点出力 (工場オプション)
１ａ接点出力：最大 ＡＣ２５０Ｖ，１０Ａ抵抗負荷・伝送出力：ＤＣ４～２０ｍＡ（負荷抵抗 ５００Ω以下）（工場オプション）■機能①入力温度補正②制御動作選択
③設定範囲
④伝送出力

１１. 保証 条件
納入品の保証条件につきましては、見積書、契約書、カタログ、仕様書等に別段の定めのない場合、次の通りとさせていただきます。
１．保証期間納入品の保障期間は、ご注文主のご指定場所に納入後１ヵ年といたします。
２．保証範囲
上記期間中に納入者の責により故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換、または修理を納入者側の責任において行います。
但し、次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させて頂きます。
（１）需要者側の不適当な取扱い、ならびに使用による場合。
（２）故障の原因が納入品以外の事由による場合。
（３）納入以外の改造、または修理による場合。
（４）その他天災、災害などで納入者側の責にあらざる場合。
尚、ここでいう保証は、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦いただきます。

〔販売元〕‥‥お問い合わせ下記へ

株式会社
本社

ニッポー

〒332-0015
埼玉県川口市川口2-13-20

島根工場

TEL 048(253)2788 FAX 048(253)2793〒699-1822島根県仁多郡横田町大字下横田750-1 TEL 0854(52)0066 FAX 0854(52)1142

本社営業部 〒332-0015
埼玉県川口市川口2-13-20

TEL 048(255)0066 FAX048(253)2793

名古屋営業所 〒454-0806
愛知県名古屋市中川区澄池町9-12
大阪営業所

TEL 052(361)8123 FAX 052(361)8127〒530-0014
大阪府大阪市北区鶴野町4ｺｰﾌﾟ野村梅田A-223 TEL06(6375)2201

FAX 06(6375)2205
島根営業所 〒699-1822
島根県仁多郡横田町大字下横田750-1 TEL 0854(52)2478 FAX0854(52)1142※住所･電話番号などは、変更になることがあります。あらかじめご了承ください。