PC0-1012

Model

ポータブルガスモニター

国内メーカー初搭載！

搭載

専用アプリをインストールしたスマホから、ガス警報などの緊急情報をメール送信できます。

高性能な新型Ｒセンサ搭載

従来センサの性能を飛躍的に向上させた新型Ｒセンサを搭載。
センサ保証期間は3年。安心してお使いいただけます。
※年1回以上の点検が条件となります。

５成分検知対応

可燃性ガス、酸素、硫化水素、一酸化炭素に加え二酸化炭素または二酸化硫黄のセンサを搭載可能です。

本質安全防爆構造（防爆等級 Ex ia IIC T4 Ga 取得）
防塵防水構造（保護等級IP66/68相当）
7m落下試験をクリア！

プロモーションビデオの再生はこちら
Webサイトにて公開中！

とにかく多機能＆高性能！ GX-3R Pro の特長

1
2
3
4
56

国内初Bluetooth対応

Bluetoothを使用してスマホと連携が可能。専用アプリを使用して緊急事態をすばやく知らせることができます。

5成分検知可能（4成分＋もう1成分!）

HCO2or

可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、硫化水素に加えて二酸化炭素や火山性ガスなどの有害ガスをラインナップ。
用途に合わせて選択可能。

CH4

CO+H2S

orCO2

SO2

充電池、乾電池併用可能

環境に優しいリチウムイオン電池と、いつでもすぐに使えるアルカリ乾電池の両方に対応。

OK!

11種類の言語表示に対応

充電池ユニット

日本語を初め11種類の言語に対応、海外の作業員もスムーズに操作可能。
（日本語／英語／フランス語／スペイン語／ポルトガル語／ドイツ語／イタリア語／ロシア語／韓国語／中国語＜簡体字/繁体字＞）

見やすいフルドットディスプレイ

乾電池ユニット

オフ

視認性に優れたフルドットディスプレイを採用しました。
漢字表示やLCD画面の白黒反転表示も可能。

長期安定性に優れた新型Rセンサ搭載

GX-3Rは新規開発のセンサシリーズRセンサを搭載しています。Rセンサは従来センサの性能を飛躍的に向上させた高性能なセンサです。
また、センサは3年保証※のため、安心してお使いいただけます。 ※年1回以上の点検が条件となります。

可燃性ガス

O2

CO&H2S

COCO2

CO/H2S/SO2

耐被毒＆耐衝撃性に優れたタフ構造！

定電位電解式採用で基本特性が大幅向上！

2in1のデュアル構造で本体の小型化を実現！

2センサ構造でH2干渉を低減！

超小型・軽量の赤外線式センサ

基本特性向上！
毒性ガスセンサ

より安全に！より使いやすく！ 便利な機能が増えました
可燃性ガス読み替え機能

警報点の設定変更が可能

面倒な換算は不要。26種類の可燃性ガス濃度を直読可能です。
＊電源ON/OFF後も設定は保持されます。

ランチブレーク機能

コンファメーションビープ機能

GX-3Rの本体操作により設定変更が可能。
お客様の基準に則した管理・運用をサポートします。

検知器が正常に動作していることを知らせる機能です。測定中、設定された間隔ごとにブザーが鳴ります。

校正お知らせ機能

TWA値とピーク値を保持し、電源ON/OFFに関わらず積算測定を行うことができる機能です。

電源投入後、定期点検推奨日までの日数を表示します。点検忘れを防止し、より安全にお使いいただけます。

可燃性ガス読み替えリスト
検知対象ガスに可燃性ガスを含む仕様の場合、26種類の可燃性ガスを直読できます。
ガス種一覧

2

CH4仕様からの読替

HC仕様からの読替

ガス種一覧

CH4仕様からの読替

HC仕様からの読替

アセトン

○

○

n-ノナン

○

○

-プロパン

○

酢酸エチル

○

○

○

○

ブタジエン

○

○

イソプロピルアルコール

○

○

メタノール

○

○

シクロペンタン○○

メチルエチルケトン

○

○

アセチレン

○

○

ベンゼン

○

○

メタクリル酸メチル

○

○

エチレン

○

○

n-ヘキサン○○

ジメチルエーテル○○

CH4仕様からの読替

メタン-イソブタン○

水素

HC仕様からの読替

ガス種一覧

エタン

○

トルエン

○

○

メチルイソブチルケトン

○

○

エタノール

○

○

n-ヘプタン○○

テトラヒドロフラン

○

○

プロピレン

○

○

キシレン

○

○

モーションセンサを搭載
マンダウン警報

画面表示の上下反転

作業員が一定時間動作しない時に発報される警報。
緊急事態を周囲にお知らせすることができます。

検知器の向きによりディスプレイ表示の上下が自動的に切り替わります。
数字の読み間違いの防止に繋がります。

パ ニック 警 報
なんらかの異常が発生したときに、作業員がそれを周囲に伝えるため手動で鳴らすことができる警報。

充実のオプションラインナップ
12耐熱ケース

3革ケース

アリゲータークリップ

1耐熱ケース245アーム/アンクルベルト6

保護フィルム

革ケース

汚れなどからの筐体保護用。

7充電クレードル

1085股ACアダプター

9

外付けの電動ポンプ。吸引式サンプリングに対応できます。

部品番号4777 4258 70

360 回転するためさまざまな向きで装着可能。

部品番号4777 9203 10

4アーム/
アンクルベルト

腕または足首に装着することができます。

部品番号4777 9293 30

5

保護フィルムLCD保護用。
（5枚セット）

部品番号4777 9296 50

6

手動吸引ユニット

ポンプよりも素早く吸引が可能。

7

充電クレードル

充電時に製品を置く台。連結が可能で複数台整列させられます。

85股ACアダプター

ACアダプター1個で本体5台をまとめて充電できます。

9

データロガ
マネジメントプログラム

測定データの閲覧、管理ソフト。

11

ドッキングステーションで日常点検を効率化

データロガ
マネジメントプログラム

ポンプユニットで吸引式に対応

4777 4260 80

アリゲータークリップ

Coming soon
採集棒
※写真は採集棒付きの仕様

部品番号

3

手動吸引ユニット（ 採集棒付き/浮子付8ｍチューブ付き/錘付30ｍチューブ付き）

高温環境での筐体保護用。
安全ピンにて固定。

（採集棒付き）部品番号 4777 9297 20（浮子付8ｍチューブ付き）
部品番号 4777 9299 70（錘付30mチューブ付き）
部品番号 4777 9300 30
部品番号

BC-3R 00

（ケ―ブル長 22.5cm）
部品番号 4777 9329 70（ケ―ブル長 60cm）
部品番号 4777 9319 80（ケ―ブル長 120cm）
部品番号 4777 9333 20
部品番号9811 0860 70

使用前の簡易点検（バンプテスト）やガス調整を自動で行えます。

着脱が簡単！

仕様

仕様

型式

RP-3R（Pro）

吸引流量

Highモード：0.4L/min以上

型式

連続使用時間Highモード：約10時間

吸引流量

約0.25L/min

使用温湿度範囲-20〜+50℃（急変無きこと）、95％RH以下（結露無きこと）

使用温湿度範囲

0〜40℃、95％RH以下（結露無きこと）

防爆等級

Ex ia ⅡC T4 Ga

外形寸法/質量約130（W） 約110（H） 約250（D）mm/約800g

構造

防塵防滴構造（保護等級IP67相当）

オプション
（別売品）

連結用金具、壁掛け用金具、排気チューブ

外形寸法/質量約82（W） 85（H） 33（D）mm（突起部を除く）/ 約120g

Lowモード：0.25L/min以上

Lowモード：約16時間

電源

単3形アルカリ乾電池 1本

オプション
（別売品）

浮子式ガス採集器（8m）SDM-3R

電源（ACアダプター） AC100〜240V 10％ 50/60Hz※GX-2009やGX-3Rとの接続は不可。

3GX-3R ProはBluetooth対応※※低消費電力のBluetooth(BLE)を採用（Bluetooth Low Energy）

GX-3R ProはBluetoothでスマホやタブレットと通信が可能。専用アプリ『 RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有できます。
また、本体の設定変更も可能です。
アプリ『RK Link』
は、Google Play / App Storeから無料でダウンロードすることができます。

GX-3R Pro

RK Link でできること
警報情報のＥメール送信

1

緊急事態の共有

ペアリングしたスマホからアプリを介して緊急事態を知らせます。

警報時に登録したアドレスへ緊急事態を素早く送信

ガス警報
マンダウン警報
リマインドアラート

2

故障警報
パニック警報設定変更

設定変更 など【警報設定】
警報点や校正期限、表示言語などを簡単に変更することができます。

【言語設定】

警報点や校正ガス濃度、表示言語などの変更が可能
Ｅメール送信する警報の種類も細かく設定できます
例えば・・・ 第1警報はＥメール送信せず、第2警報からEメールを送信する など※Bluetoothは電波法認証を取得した国でのみの使用となります。電波状況により、利用できない場合があります。

4【校正/BUMP設定】

Model現場!

!

!

ワンクリックで位置情報を表示

事務所
ガス警報発報！

3

ガス濃度・電池残量表示4!

所有者情報登録
会社名や個人名などの登録が可能
緊急事態のＥメールに表示されます

測定中のガス濃度をリアルタイム表示
電池残量を3段階のレベル表示
電池残量表示

メール本文（イメージ）

BluetoothおよびはBluetooth SIG,Inc.の登録商標であり、理研計器株式会社はライセンスに基づき使用しています。

Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。
Apple、Appleのロゴ、iPhone、iPadは、米国もしくはその他の国や地域におけるApp Inc.の商標です。App Storeは、App Inc.のサービスマークです。

5

Bluetoothを使えばこんなこともGX-3R Proの検知情報を各種無線デバイスと組み合わせてお客様のサーバー上で管理、現場の状況を離れた場所にいる管理者とリアルタイムで共有することができます。※クラウドサーバー※システム構築は、貴社にてご対応ください。

ガス濃度検知器情報作業者

ゲートウェイ

現場監督

安全管理者

無線デバイス

バイタルウォッチ

熱中症指数

様々な無線デバイスとの組み合わせ

人の状態や環境、位置を把握することで、安全管理の強化につながります。
GX-3R Pro通信仕様

現場の状況を遠隔地で確認

災害の兆候把握
的確な注意喚起

緊急事態をアラート通知

緊急時の迅速な対応

通信方式：
Bluetooth 4.2（Bluetooth Low Energy）

御社の安全管理に合わせた運用でプロファイル：GAP（Peripheral）/ GATT

可能性は無限大！

出力・最大通信距離：Class2 / 約 10m（周辺環境により異なる）
動作内容：
ガス濃度・ステータス情報の取得、各種設定の閲覧・変更※システム構築は、貴社にてご対応ください。

よくある問い合わせペアリング
ペアリングの待機時間は？

5分です。
それ以降はBluetoothを再度ON設定にすることで、待機状態となります。

ペアリングしたらどうなる？

が点滅⇒点灯に変わります。

ペアリングが途切れたらどうなる？

が点滅し、待機状態になります。警報音などはなりません。

ペアリングレスはできますか？

できません。

通信
通信方式（データアクセス手法）
は？

ReadとWriteです。

GATTのプロファイルは？

オリジナルです。

通信間隔はどのぐらい？

1秒以上です。

本体
BLEを使用した場合の連続使用時間は？
GPSは搭載していますか？

通常モード：25時間

ロングバッテリーモード：40時間※BLEを使用しても、連続使用時間は変わりません。

搭載していません。
位置情報はスマートフォンやビーコンから取得してください。

その他

6

通信仕様の開示はできますか？

機密保持契約の締結後、開示できます。

システムとの連携に本体の通信仕様の変更は必要ですか？

必要ありません。
システム側で対応をお願いします。

システムとの連携における費用は？

不要です。
ただし、本体の仕様変更を伴う場合は、内容に応じてご請求となります。
（数百万円〜）

仕様
型式

GX-3R Pro

サンプリング方式

拡散式（ポンプユニット装着により吸引式にも対応）

ガス警報表示

ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動

故障警報システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良

復帰動作：自己保持

故障警報表示

ランプ点滅/ブザー断続/内容表示

パニック警報予備警報、本警報（5秒間の予備警報後）の2段階

復帰動作：自己保持

マンダウン警報

予備警報1（60秒）、予備警報2（75秒）、本警報（90秒）の3段階

表示

LCDデジタル（フルドット）、バックライト付

各種表示

動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示

復帰動作：自己保持
復帰動作：自己保持

ブザー音圧

約95dB（30㎝）

言語

日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語（簡体字/繁体字）

BluetoothBluetooth 4.2（Bluetooth Low Energy）

データロガ機能

最大記録件数：3600件 インターバル：5分（設定変更可）

電源

リチウムイオン充電池ユニット（充電時間：約3時間）
または 乾電池ユニット（単4形アルカリ乾電池 2本）
ロングバッテリーモードON時：約40時間（25℃、満充電後、無警報、無照明時）

連続使用時間※1

ロングバッテリーモードOFF時：約25時間（25℃、満充電後、無警報、無照明時）

使用温湿度範囲※2-40〜+60℃（急変無きこと）、0〜95%RH（結露無きこと）

防爆構造

本質安全防爆構造（Ex ia ⅡC T4 Ga）

保護等級

IP66/68（2m,1h）相当
充電池使用時：約73（W） 65（H） 26（D）mm（突起部は除く）/約120g

外形寸法/質量※1※2乾電池使用時：約73（W） 65（H） 34（D）mm（突起部は除く）/約140g搭載するセンサの種類によって異なります。詳細は弊社営業までお問い合わせください。
約15分の一時的環境において。連続的環境での使用温湿度範囲は次の通り。温度： -20〜+50℃（急変無きこと）／湿度：10〜90%RH（結露無きこと）。

検知対象ガス
可燃性ガス

検知対象ガス（HCまたはCH4）

検知原理

ニューセラミック式

検知範囲（サービスレンジ）

0〜100%LEL

0〜25.0vol％（〜40.0vol%）0〜500ppm（〜2000ppm）

0〜30.0ppm（〜200.0ppm）

0〜20.00ppm（〜100.00ppm）

0〜5.00vol%（〜10.00vol％）0〜10000ppm

1デジット

1%LEL

0.1%

1ppm

0.1ppm

0.05ppm

0.01vol%20ppm

ガス警報設定値（任意設定可）第一警報： 10%LEL
第二警報： 50%LEL
第三警報： 50%LEL
OVER警報：100%LEL

L警報: 18.0vol%
LL警報 : 18.0vol%
H警報: 25.0vol%
OVER警報 : 40.0vol%

第一警報 : 25ppm
第二警報 : 50ppm
第三警報 : 50ppm
TWA警報 : 25ppm
STEL警報 : 200ppm
OVER警報 : 2000ppm

第一警報 : 1.0ppm
第二警報 : 10.0ppm
第三警報 : 10.0ppm
TWA警報 : 1.0ppm
STEL警報 : 5.0ppm
OVER警報 : 200.0ppm

第一警報： 2.00ppm
第二警報： 5.00ppm
第三警報： 5.00ppm
TWA警報： 2.00ppm
STEL警報： 5.00ppm
OVER警報：100.00ppm

第一警報： 0.50vol%
第二警報 ： 3.00vol%
第三警報： 3.00vol%
TWA警報： 0.50vol%
STEL警報： 3.00vol%
OVER警報：10.00vol%

第一警報： 5000ppm
第二警報： 5000ppm
第三警報 ： 5000ppm
TWA警報： 5000ppm
OVER警報：10000ppm

酸素

一酸化炭素

硫化水素

二酸化硫黄（SO2）

二酸化炭素（CO2）定電位電解式

赤外線式

付属品● プロテクトカバー● その他付属品
ACアダプター（2594 0898 30）※充電池仕様の場合

ベルトクリップ（4777 9202 40）
プロテクトカバー（4777 4175 00）
装着イメージ

ハンドストラップ（0888 0605 90）接続イメージ

単4形アルカリ乾電池2本（2757 0001 90）※乾電池仕様の場合

7

今すぐお見積り！《コピーしてお使いください。》
可燃性ガスセンサを１つお選びください。
コード
コード記入欄

①

H

M0

選択内容

型式
NCR-6309

0〜100%LEL

可燃性ガス（CH4）センサ

NCR-6309

0〜100%LEL

−

−

搭載なし

酸素センサの有無をお選びください。
コード

コード記入欄

②

10

選択内容

酸素（O2）
センサ

型式

検知範囲
（サービスレンジ）

ESR-X13P

0〜25.0vol％（〜40.0vol％）

−

−

搭載なし

搭載センサ
（検知ガス種）を１つお選びください。
コード

コード記入欄

③④

選択内容

型式

検知範囲
（サービスレンジ）

ESR-A1DP

0〜500ppm（〜2000ppm）
0〜30.0ppm（〜200.0ppm）

E1

センサ
一酸化炭素/硫化水素（CO /H2S）

E2

一酸化炭素（CO）
センサ ＊H2干渉低減

ESR-A1CP0〜500ppm（〜2000ppm）

二酸化硫黄（SO2）センサ

ESR-A13D

0〜20.00ppm（〜100.00ppm）

硫化水素（H2S）センサ

ESR-A13i

0〜30.0ppm（〜200.0ppm）

一酸化炭素（CO）
センサ

ESR-A13P

0〜500ppm（〜2000ppm）

−

−

E3

E4E500

搭載なし

搭載センサ（検知ガス種）を１つお選びください。

コード記入欄

⑤⑥

コード

選択内容

E3

二酸化硫黄（SO2）
センサ

E4

D1

D200

型式

⑦L

D

0〜20.00ppm（〜100.00ppm）

硫化水素（H2S）センサ

ESR-A13i

0〜30.0ppm（〜200.0ppm）

二酸化炭素（CO2）＜vol%＞センサ

IRR-0409

0〜5.00vol％（〜10.00vol％）二酸化炭素（CO2）＜ppm＞センサ

IRR-0433

0〜10000ppm

搭載なし

−

バッテリータイプをお選びください。
コード

検知範囲
（サービスレンジ）ESR-A13D

ご注意ください

コード記入欄

検知範囲（サービスレンジ）

可燃性ガス（HC）
センサ

選択内容

−

同一センサを２つ選択することはできません。
※
Bluetoothの有無。

型式

リチウムイオン充電池

BUL-3R

アルカリ乾電池

BUD-3R

コード1

コード記入欄

⑧0

選択内容

型式

Bluetooth通信

対応ーBluetooth通信

非対応ー※国内仕様はBluetooth標準対応です。

選択したコードを右記コード欄にご記入ください。

B

1
①

②

③

④

⑤

⑥⑦⑧

ご希望台数台※仕様が複数種類にわたる場合は仕様ごとに本シートを作成ください。

オプションをお選びください。
名称

個数

名称

耐熱ケース

手動吸引ユニット（浮子付8ｍチューブ付き）

個数

名称

個数

データロガマネジメントプログラム

革ケース

手動吸引ユニット（錘付30mチューブ付き）

ポンプユニット RP-3R(Pro)

アリゲータークリップ

充電クレードル

ドッキングステーション SDM-3R

アーム/アンクルベルト

5股ACアダプター（ケ―ブル長 22.5cm）

保護フィルム

5股ACアダプター（ケ―ブル長 60cm）

手動吸引ユニット（採集棒付き）

5股ACアダプター（ケ―ブル長 120cm）

http: //www.rikenkeiki.co.jp/※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

札岩仙水埼千神 奈
浜名 古幌 ☎（011）757−7 5 0 5 ㈹手 ☎（0197）65−1 1 1 2 ㈹台 ☎（022）722−7 8 3 5 ㈹戸 ☎（029）306−9 3 2 1 ㈹玉 ☎（048）598−5 0 9 0 ㈹葉 ☎（043）497−6 3 0 3 ㈹川 ☎（045）476−7 5 8 1 ㈹松 ☎（053）437−9 4 2 1 ㈹屋 ☎（052）822−1 0 3 1 ㈹

四金大
神水四広福熊大

日市 ☎（059）
333−7 2 2 1 ㈹沢 ☎（076）240−7 0 6 0 ㈹阪 ☎（06）6350−5 8 7 1 ㈹戸 ☎（078）261−3 0 3 1 ㈹島 ☎（086）446−2 7 0 2 ㈹国 ☎（0897）
37−3 7 7 5 ㈹島 ☎（082）875−4 1 5 1 ㈹岡 ☎（092）692−1 1 6 1 ㈹本 ☎（096）373−1 2 3 0 ㈹分 ☎（097）523−3 8 1 1 ㈹PCO-1012-1909100 S