‫دليل التعليمات‬‫الخاص بمقياس الحرارة الرقمي‬‫للجبهة واألذن من ‪CITIZEN‬‬‫طراز ‪CTD711 / CTD710‬‬‫شرح الرموز‬‫قياس درجة حرارة الجسم (الكشف عن درجة الحرارة)‬‫قم بنزع غطاء اﻟﻤﺠﺲ وتحقق من طرف اﻟﻤﺠﺲ‪.‬‬‫*عند استخدامه ألول مرة‪ ،‬قم بفتح غطاء البطارية‬‫وانزع الشريط العازل الموجود أسفل غطاء‬‫قم بفتح غطاء البطارية‬‫البطارية‪.‬‬‫راجع دليل التعليمات قبل االستخدام‪.‬‬‫النوع ‪ BF‬لألجزاء المالمسة للجسم‬‫الحفاظ على نافذة المجس نظيفة‬‫تحذير‬‫تنبيه‬‫•يرجى قراءة جميع المعلومات الموجودة في‬‫دليل التعليمات هذا قبل تشغيل الجهاز‪.‬‬‫يرجى عدم التخلص من المنتج في النفايات المنزلية عند انتهاء عمره التشغيلي‪.‬‬‫يمكن التخلص منه في نقاط التجميع المناسبة المتوفرة في بلدك‪.‬‬‫•تأكد من وجود دليل التعليمات هذا بمتناول يدك‬‫أثناء االستخدام‪.‬‬‫لحماية البيئة‪ ،‬يجب التخلص من البطاريات الفارغة في متجر البيع بالتجزئة لديك أو في‬‫مواقع التجميع المناسبة وف ًقا للوائح الوطنية أو المحلية‪.‬‬‫‪2102‬‬‫إعادة تدوير الورق‬‫تاريخ اإلصدار‪2021-04-01 :‬‬‫االسم‪Radiant Innovation Inc.:‬‬‫‪http://www.radiantek.com.tw‬‬‫العنوان‪1F, No. 3, Industrial E. 9th Rd.,:‬‬‫الشركة المصنعة‬‫‪Science-Based Industrial Park,‬‬‫‪HsinChu, 300, Taiwan‬‬‫الممثل المعتمد في المجتمع األوروبي‬‫• الغرض من االستخدام‪	:‬إن مقياس الحرارة المخصص لألذن‪/‬الجبهة هو مقياس حرارة إلكتروني‬‫يستخدم كاشف األشعة تحت الحمراء (كاشف الحرارة) لكشف درجة‬‫حرارة الجسم من قناة األذن‪/‬منتصف الجبهة لألشخاص من جميع‬‫األعمار‪.‬‬‫• المُش ّغل المقصود‪	:‬تحصل على ثماني سنوات من التعليم‪ ،‬بدون حد أقصى‪.‬‬‫االسم‪Medical Technology Promedt Consulting GmbH:‬‬‫العنوان‪Altenhofstrasse 80, D-66386 St. Ingbert, Germany:‬‬‫التنبيهات االحتياطية حول السالمة‬‫تأكد من قراءة التعليمات التالية قبل استخدام الجهاز‪.‬‬‫‪1639‬‬‫عالمة ‪ CE‬وأرقام تسجيل إشعار الهيئة‬‫تحذير‪:‬‬‫يشير إلى وجود حالة خطرة محتملة والتي قد تؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة بجروح‬‫خطيرة‪.‬‬‫•قم باستشارة الطبيب لديك قبل استخدام الجهاز‪ .‬ال تعمد إلى استخدام نتائج القياس للتشخيص‬‫الذاتي والمعالجة الذاتية‪ .‬قم دائمًا باستشارة الطبيب لديك‪.‬‬‫•احتفظ بالبطارية بعي ًدا عن متناول األطفال حيث من الممكن أن يتعرضوا إلى االختناق إذا قاموا‬‫بابتالعها بالخطأ‪.‬‬‫أسماء األجزاء‬‫تأكد من أن العبوة تحتوي على‬‫كافة العناصر التالية‪.‬‬‫الجهاز وملحقاته‬‫•الجهاز‬‫الجهاز‬‫•دليل التعليمات‬‫زر ‪( SCAN‬المسح االستطالعي)‬‫•في حالة ابتالع الطفل للبطارية‪ ،‬فإن هناك خطر حدوث حروق كيميائية وإلى اختراق الغشاء‬‫المخاطي ومضاعفات أخرى قد تؤدي إلى الوفاة‪ .‬لذلك من المهم الحصول على الرعاية الطبية‬‫الفورية إلزالة البطارية‪.‬‬‫•إذا دخل سائل البطارية إلى عينيك أو المس جلدك‪ ،‬قم بشطفه بالماء على الفور ومن ثم تلقى‬‫العالج من الطبيب لديك‪.‬‬‫•ال تستخدم الجهاز على األشخاص الذين يعانون من التهاب األذن الخارجية والتهاب طبلة األذن‬‫وإصابات األذن األخرى ألنها قد تؤدي إلى تفاقم األعراض‪.‬‬‫•قم بتنظيف وتعقيم المجس بعناية بعد االستخدام‪.‬‬‫•ال تعمد إلى استخدام القوة على الجهاز عند إدخال المجس حيث أن هناك خطر اإلصابة بجروح‪.‬‬‫•ال تستخدم الجهاز إذا تعرض طرف المجس أو األجزاء األخرى للتلف‪.‬‬‫طرف المجس‬‫شاشة ‪LCD‬‬‫•ال تستخدم الجهاز بالقرب من الغازات القابلة لالشتعال مثل تلك المستخدمة للتخدير‪ .‬حيث يمكن‬‫أن تقوم بإشعال الغازات وتتسبب في وقوع انفجار‪.‬‬‫•ال تستخدم الجهاز في البيئات الغنية باألكسجين مثل الغرف ذات الضغط العالي في المستشفى أو‬‫خيمة األكسجين‪ .‬يمكن أن تقوم بإشعال األكسجين وتتسبب في نشوب حريق‪.‬‬‫•يرجى إبالغ الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي تقيم بها في حال وقوع‬‫أي حادث خطير ذات صلة بهذا الجهاز‪.‬‬‫تنبيه‪:‬‬‫يشير إلى وجود حالة خطرة محتملة والتي قد تؤدي إلى وقوع إصابات أو حدوث تلف‬‫في الممتلكات‪ .‬يشير تلف الممتلكات إلى التلف الالحق بالمباني واألسر والممتلكات‬‫والمواشي والحيوانات األليفة‪.‬‬‫شاشة ‪LCD‬‬‫قيمة درجة الحرارة المكتشفة‬‫رمز البطارية‬‫رمز درجة مئوية‪/‬فهرنهايت‬‫•ال تحاول تفكيك أو تصليح أو تعديل الجهاز‪.‬‬‫•ال تعمد إلى هزه بإمساك طرف المجس‪ .‬ال تعمد إلى ثني طرف المجس بقوة أو تعريضه إلى‬‫صدمة قوية‪.‬‬‫مؤشر التاريخ والوقت‬‫رمز ‪( SET‬الضبط)‬‫•ال تعمد إلى تعريض الجهاز للماء‪.‬‬‫بشكل صحيح‪.‬‬‫•تأكد من إدخال البطارية بحيث يتم توجيه األقطاب ‪ +‬و ‪-‬‬
‫ٍ‬‫•ال تستخدم الجهاز بالقرب من الهاتف المحمول أو األجهزة األخرى التي تنبعث منها المجاالت‬‫الكهرومغناطيسية أو في بيئة ذات كهرومغناطيسية عالية‪ .‬يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث خلل‪.‬‬‫مجس‬‫غطاء البطارية‬‫رمز قياس درجة حرارة الغرفة‬‫رمز قياس درجة حرارة السطح‬‫رمز القياس عن طريق الجبهة‬‫رمز القياس عن طريق األذن‬‫رمز ‪PM‬‬‫رمز الساعة بصيغة ‪ 24‬ساعة‬‫*تنطبق اإلضاءة الخلفية على الطراز ‪ CTD711‬فقط‪.‬‬‫مفتاح الدرجة المئوية‪/‬الفهرنهايت‬‫نافذة المجس‬‫في وضع إيقاف التشغيل‪ ،‬اضغط مع االستمرار على الزر ‪( SCAN‬المسح االستطالعي)‪ ،‬ثم اضغط على‬‫ثوان‪ ،‬سيتم تحويل‬‫الفور المفتاح ‪( Power ON/MEMORY‬تشغيل الطاقة‪/‬الذاكرة) وقم بتحريره‪ .‬بعد ‪٣‬‬‫ٍ‬‫أيقونة ‪°‬م إلى أيقونة ‪°‬ف‪ .‬ومع نفس عملية التشغيل‪ ،‬سيتم تحويل ‪°‬ف إلى ‪°‬م‪ .‬كما سيتم مسح نتائج الذاكرة‬‫بعد التحويل بين ‪°‬م إلى ‪°‬ف‪.‬‬‫جميع األجسام تشع حرارة‪ .‬يتكون هذا الجهاز من مجس مجهز بمستشعر لألشعة تحت‬‫الحمراء داخلي والذي يقوم بقياس درجة حرارة الجسم بواسطة كشف الحرارة التي يتم‬‫إشعاعها من طبلة األذن واألنسجة المحيطة‪ .‬يبين الشكل ‪ 4‬التشريح المتعرج لقناة األذن‬‫الطبيعية‪ .‬وكما هو مبين في الشكل ‪ ،5‬قم بإمساك األذن وسحبها برفق إلى الخلف بزاوية أو‬‫بشكل مستقيم مرة أخرى لتستقيم قناة األذن‪ .‬يختلف شكل قناة األذن لدى كل‬‫قم بسحبها للخلف‬‫ٍ‬‫شخص‪ ،‬لذا تحقق من ذلك قبل أخذ القياس‪ .‬قياسات درجة الحرارة الدقيقة تجعل من الضروري‬‫وبشكل مباشر لطبلة األذن‪.‬‬‫استقامة قناة األذن بحيث يكون طرف المجس مواجهًا‬‫ٍ‬‫القناة السمعية‬‫الخارجية‬‫ستؤثر األوساخ الموجودة على نافذة المجس في دقة الكشف عن درجة‬‫الحرارة‪.‬‬‫•استخدم األعواد القطنية المتوفرة في األسواق دون وضع أي مواد‬‫تنظيف لتنظيف نافذة المجس‪.‬‬‫•إذا فشل هذا في إزالة األوساخ‪ ،‬قم بترطيب عود قطني بالكحول للتعقيم‬‫قبل التنظيف‪.‬‬‫[يبين الشكل الرؤية من األعلى]‬‫الشكل ‪4‬‬‫قناة األذن الطبيعية‪ .‬إنها متعرجة‪.‬‬‫قم بسحبها إلى‬‫الخلف بزاوية‪.‬‬‫القياسات المخصصة لوضع األذن‬‫طبلة األذن‬‫(‪)1‬اضغط على المفتاح ‪( MEMORY/Power ON‬تشغيل الطاقة‪/‬الذاكرة)‪.‬‬‫اضغط‬‫السحب إلى‬‫الخلف‬‫يتم سماع نغمات تنبيه متكررة عندما تقوم بالضغط على المفتاح‬‫‪( MEMORY/Power ON‬تشغيل الطاقة‪/‬الذاكرة)‪ .‬عندما يكون مقياس‬‫الحرارة في وضع التشغيل‪ ،‬يظهر “ ” (رمز القياس عن طريق األذن)‪.‬‬‫(الشكل ‪)1‬‬‫(‪)2‬قم بتوجيه المجس باتجاه طبلة األذن‪ ،‬واسحب األذن‬‫إلى الخلف قليالً لتستقيم قناة األذن (القناة السمعية‬‫القناة السمعية‬‫الخارجية) ثم قم بإدخال المجس ببطء ورفق‪.‬‬‫الخارجية‬‫(‪)3‬اضغط على الزر ‪( SCAN‬المسح االستطالعي)‪.‬‬‫ينتهي الكشف عن درجة الحرارة عندما يصدر الرنان‬‫نغمات تنبيه‪( .‬مدة القياس‪ :‬ثانية ‪ 1‬تقريبًا)‬‫طبلة األذن‬‫(‪)4‬ثم قم بنزع المجس من قناة األذن وتحقق من نتيجة‬‫القياس‪.‬‬‫*عند انتهاء عملية القياس‪ ،‬تضيء اإلضاءة الخلفية لمدة‬‫ثوان (الطراز ‪ CTD711‬فقط)‪.‬‬‫حوالي ‪5‬‬‫ٍ‬‫الشكل ‪1‬‬‫أخذ درجة حرارة األطفال أو الرضع‬‫قم بإمساك‬‫الرأس برفق‪.‬‬‫•انظر بعمق داخل األذن قبل إدخال المجس ببطء‪.‬‬‫•قم بإدخال المجس داخل قناة األذن الضيقة بحيث يكون مواجهًا لطبلة األذن وإغالق مدخل‬‫بشكل كامل‪.‬‬‫القناة‬‫ٍ‬‫القياسات المخصصة لوضع الجبهة‬‫(‪)1‬اضغط على المفتاح ‪( MEMORY/Power ON‬تشغيل الطاقة‪/‬الذاكرة)‬‫أوالً ومن ثم اضغط على المفتاح ‪( MODE‬الوضع) مرة واحدة للدخول في‬‫وضع القياس عن طريق الجبهة‪.‬‬‫عرض القياسات المخزنة في الذاكرة‬‫يظهر “‬‫” (رمز القياس عن طريق الجبهة)‪( .‬الشكل ‪)2‬‬‫(‪)2‬عندما يبدأ الرنان بإصدار نغمات تنبيه‪ ،‬قم بتحريك طرف المجس في‬‫حدود ‪ 1‬سم بعي ًدا عن منتصف الجبهة (أو حتى لمسها) واضغط على الزر‬‫‪( SCAN‬المسح االستطالعي)‪( .‬الشكل ‪)3‬‬‫ينتهي الكشف عن درجة الحرارة عندما يصدر الرنان نغمات تنبيه‪ .‬تحقق من‬‫الشكل ‪3‬‬‫نتيجة القياس‪.‬‬‫عند الرغبة في الحصول على درجة حرارة األطفال الصغار‪ ،‬قم بقياس‬‫درجة الحرارة من األعلى بحيث ال يقومون برؤية مقياس الحرارة بأنفسهم‪.‬‬‫*اترك الجهاز ليتأقلم مع درجة حرارة الغرفة لمدة ‪ 15‬دقيقة قبل االستخدام‪ .‬في الوضع المخصص‬‫للجبهة‪ ،‬قد ال يتم الحصول على قياس دقيق لدرجة الحرارة داخل بيئة تكون فيها درجة الحرارة‬‫أقل من ‪°20‬م‪°68/‬ف‪ .‬يوصى بأخذ القياس بواسطة وضع القياس عن طريق األذن أو القياس في‬‫مكان تكون فيه درجة الحرارة أعلى من ‪°20‬م‪°68/‬ف‪.‬‬‫تنبيه‪:‬‬‫•مقياس الحرارة هذا هو مقياس حرارة ذو وضع معدل يقوم بتحويل درجة حرارة األذن‪/‬الجبهة‬‫لعرض “ما يعادلها عن طريق الفم”‪.‬‬‫•قد ال يكون من الممكن الحصول على درجة حرارة دقيقة للجسم خالل ‪ 30‬دقيقة بعد القيام‬‫بالتمرين أو االستحمام‪.‬‬‫التنبيه الخاص بدرجة الحرارة المرتفعة‬‫إذا كانت نتيجة القياس ‪°37.5‬م‪°99.5/‬ف أو أكثر‪ ،‬سيصدر الرنان أوالً “نغمة تنبيه” مرة واحدة‬‫ومن ثم يقوم بإصدار “نغمات تنبيه” متكررة‪( .‬في وضع القياس عن طريق األذن‪/‬الجبهة فقط)‬‫إيقاف الطاقة‬‫[يبين الشكل الرؤية من األعلى]‬‫الشكل ‪ 5‬قم بسحبها إلى الخلف لتستقيم قناة األذن‬‫الشكل ‪2‬‬‫*قم بإزالة الختم البالستيكي الشفاف‬‫الذي يغطي شاشة ‪ LCD‬ومفتاح‬‫‪( MEMORY/Power ON‬تشغيل‬‫الطاقة‪/‬الذاكرة) قبل االستخدام‪.‬‬‫رمز الذاكرة‬‫•استخدم الجهاز فقط لقياس درجة حرارة جسم االنسان‪.‬‬‫•البيانات التقنية من ‪EMC‬‬‫غطاء المجس‬‫مفتاح ‪MODE‬‬‫(الوضع)‬‫مفتاح ‪/Power ON‬‬‫‪( MEMORY‬تشغيل‬‫الطاقة‪/‬الذاكرة)‬‫القواعد األساسية لدرجة الحرارة‬‫لنزع الشريط العازل‪.‬‬‫‪ IP22‬التصنيف الخاص بنفاذ الماء والمواد المكونة من جسيمات‬‫شكرً ا جزيالً لك على شرائك مقياس الحرارة‬‫الرقمي للجبهة واألذن من ‪.CITIZEN‬‬‫بشكل صحيح في وضع القياس عن طريق األذن‬‫كيفية القياس‬‫ٍ‬‫اضغط مع االستمرار على المفتاح ‪( MEMORY/Power ON‬تشغيل الطاقة‪/‬الذاكرة) (لمدة‬‫” على شاشة ‪( .LCD‬عندما ال تكون في وضع درجة حرارة‬‫ثوان) حتى يظهر “‬‫حوالي ‪6‬‬‫ٍ‬‫الغرفة)‬‫*حتى إذا لم يتم الضغط على المفتاح ‪( MEMORY/Power ON‬تشغيل الطاقة‪/‬الذاكرة)‪ ،‬يتم‬‫إيقاف تشغيل مقياس الحرارة تلقائيًا بعد دقيقة واحدة من التوقف عن العمل‪ .‬بعد االستخدام‪ ،‬قم‬‫بمسح وتنظيف الجهاز والمجس وطرف المجس باستخدام منديل ورقي أو منديل مبلل‪ .‬استخدم‬‫قطعة قماش جافة لتجفيفه وقم بوضع غطاء المجس قبل تخزينه‪.‬‬‫يقوم هذا الجهاز بتخزين أحدث ‪ 9‬قياسات لدرجة حرارة الجسم إلى جانب تواريخها وأوضاع‬‫القياس المستخدمة (األذن أو الجبهة) لتفعيل التأكيد في وقت الحق‪.‬‬‫(‪)1‬اضغط على المفتاح ‪( MEMORY/Power ON‬تشغيل الطاقة‪/‬الذاكرة) لتشغيل‬‫الجهاز‪ .‬بعد أن يصدر الرنان نغمات تنبيه‪ ،‬اضغط على المفتاح ‪/Power ON‬‬‫‪( MEMORY‬تشغيل الطاقة‪/‬الذاكرة) مرة أخرى وسيظهر القياس األحدث و “ ”‬‫(رمز الذاكرة)‪.‬‬‫اضغط‬‫اضغط‬‫(‪)2‬اضغط على المفتاح ‪( MEMORY/Power ON‬تشغيل الطاقة‪/‬الذاكرة) مرة أخرى‬‫لعرض القياس السابق ألحدث قياس‪.‬‬‫ثوان‪.‬‬‫*سيعود الجهاز تلقائيًا إلى وضع القياس إذا تم تركه غير فعال لمدة حوالي ‪10‬‬‫ٍ‬‫مسح القياسات الموجودة في الذاكرة‬‫*ال يمكن حذف القياسات الخاصة بكل شخص‪.‬‬‫في وضع إيقاف التشغيل‪ ،‬اضغط مع االستمرار على كل من الزر‬‫‪( SCAN‬المسح االستطالعي) والمفتاح ‪MEMORY/Power ON‬‬‫ثوان) لحذف جميع القياسات‬‫(تشغيل الطاقة‪/‬الذاكرة) (لمدة حوالي ‪3‬‬‫ٍ‬‫الموجودة في الذاكرة‪.‬‬‫وظائف أخرى‬‫استبدال البطارية والتنبيهات االحتياطية‬‫وظيفة الساعة‬‫يمكن ضبط التاريخ والوقت‪ .‬عند الضبط‪ ،‬يتم تخزين قيم القياس وتاريخ ووقت القياس‪.‬‬‫طريقة الضبط‪:‬‬‫(‪)1‬اضغط على المفتاح ‪( MEMORY/Power ON‬تشغيل الطاقة‪/‬الذاكرة) ويصدر‬‫الرنان نغمات تنبيه لإلشارة إلى تشغيل الطاقة‪.‬‬‫(‪)2‬اضغط مع االستمرار على المفتاح ‪MEMORY/Power ON‬‬‫ثوان وسيبدأ رمز ‪( SET‬الضبط)‬‫(تشغيل الطاقة‪/‬الذاكرة) لحوالي ‪3‬‬‫ٍ‬‫بالوميض على شاشة ‪ LCD‬مشيرً ا إلى دخوله في وضع ضبط الوقت‪.‬‬‫(الشكل ‪)6‬‬‫عندما يظهر الرمز “‬‫”‪ ،‬قم باستبدال البطارية بأقرب وقت ممكن‪.‬‬‫عندما يظهر الرمز “‬‫”‪ ،‬تكون عملية أخذ القياسات غير ممكنة‪ .‬استبدل البطارية‪.‬‬‫(‪)1‬قم بفتح غطاء البطارية‪.‬‬‫اقلب الجهاز واضغط على غطاء البطارية ألعلى لفتح حجرة البطارية‪( .‬الشكل ‪)10‬‬‫*إذا كان من الصعب القيام بالفتح‪ ،‬قم بإدخال جسم مدبب (غير معدني) في الفتحة‬‫الموجودة بين غطاء البطارية والمجس لدفعها وفتحه‪.‬‬‫(‪)2‬استخدم جسم مدبب (غير معدني) لنزع البطارية‪.‬‬‫الشكل ‪6‬‬‫(‪)3‬اضغط على الزر ‪( SCAN‬المسح االستطالعي) وسيبدأ رمز الوقت‬‫بصيغة ‪ 24‬ساعة بالوميض مشيرً ا إلى أنه يمكنك االختيار بين الوقت‬‫بصيغة ‪ 12‬ساعة والوقت بصيغة ‪ 24‬ساعة‪.‬‬‫اضغط على الزر ‪( SCAN‬المسح االستطالعي) الختيار “‪”PM‬‬‫(الوقت بصيغة ‪ 12‬ساعة) أو “‪( ”24‬الوقت بصيغة ‪ 24‬ساعة)‪.‬‬‫(الشكل ‪)7‬‬‫مقياس حرارة للجبهة واألذن‬‫(الشكل ‪)11‬‬‫(‪)3‬قم بإمساك البطارية الجديدة (‪ )CR2032‬بزاوية إلدخالها أسفل الخطاف واضغط عليها‬‫حتى تنطبق في مكانها‪.‬‬‫تأكد من أن القطب الموجب للبطارية مواجهًا لألعلى‪( .‬الشكل ‪)12‬‬‫(‪)4‬قم بإغالق غطاء البطارية‪.‬‬‫الشكل ‪7‬‬‫*تأكد من التخلص من البطاريات المستعملة في أقرب وقت ممكن وفي مكان بعيد‬‫عن متناول األطفال‪.‬‬‫*ال يتم عرض رمز ‪ PM‬بين ‪ AM 0‬والساعة ‪.11‬‬‫(‪)4‬اضغط على المفتاح ‪( MEMORY/Power ON‬تشغيل الطاقة‪/‬الذاكرة) لضبط‬‫“الساعة ← الدقيقة ← السنة ← الشهر ← اليوم” بالترتيب المشار إليه‪.‬‬‫عندما يبدأ الرمز المعني الموجود على شاشة ‪ LCD‬بالوميض أثناء الضبط‪،‬‬‫استخدم الزر ‪( SCAN‬المسح االستطالعي) لالختيار والمفتاح ‪/Power ON‬‬‫‪( MEMORY‬تشغيل الطاقة‪/‬الذاكرة) للتحديد‪ .‬ثم سيبدأ الرمز التالي بالوميض‪ ،‬قم‬‫بتكرار عملية التشغيل في الخطوة (‪.)4‬‬‫الفتحة‬‫الشكل ‪10‬‬‫الشكل ‪11‬‬‫الشكل ‪12‬‬‫وضع قياس درجة حرارة السطح‬‫يمكن استخدام هذا الجهاز لقياس درجة حرارة السطح الخاص بالجسم السائل أو الصلب‪.‬‬‫(على سبيل المثال‪ :‬ماء‪ ،‬حليب‪ ،‬إلخ)‬‫•بعد االستخدام‪ ،‬قم بمسح وتنظيف الجهاز والمجس وطرف المجس باستخدام منديل ورقي أو‬‫منديل مبلل‪ .‬استخدم قطعة قماش جافة لتجفيفه لمنع تكون البقع وقم بوضع غطاء المجس قبل‬‫تخزينه‪ .‬ستمنعك أية أوساخ موجودة على طرف المجس إذا بقيت على حالها من الحصول‬‫على قياسات دقيقة‪ .‬قد يؤدي ذلك إلى حدوث تلف‪.‬‬‫الوصف الخاص بعملية التشغيل‪:‬‬‫(‪)1‬قبل إجراء القياس‪ ،‬تأكد من أن طرف المجس نظيف وغير تالف‪.‬‬‫(‪)2‬عند تشغيل الطاقة‪ ،‬اضغط على مفتاح ‪( MODE‬الوضع) مرتين‬‫للدخول إلى وضع قياس درجة حرارة السطح‪.‬‬‫يظهر “‬‫الصيانة وطرق التخزين‬‫” (رمز قياس درجة حرارة السطح)‪( .‬الشكل ‪)8‬‬‫(‪)3‬اضغط على الزر ‪( SCAN‬المسح االستطالعي) وستظهر درجة‬‫حرارة السطح الخاصة بالجسم في حوالي ثانية ‪.1‬‬‫الشكل ‪8‬‬‫في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر ‪( SCAN‬المسح االستطالعي)‪ ،‬يتم إجراء‬‫قياس جديد‪ .‬إذا تغيرت درجة حرارة الجسم التي تم قياسها‪ ،‬تتغير القيم الموجودة‬‫على شاشة ‪ LCD‬أيضًا‪ .‬أثناء الضغط مع االستمرار على الزر ‪( SCAN‬المسح‬‫االستطالعي)‪ ،‬تستمر القيم التي تم قياسها بالتغير‪.‬‬‫(‪)4‬قم بإمساك الجهاز على بعد ‪ 1‬أو ‪ 2‬سم من الجسم الذي ترغب بقياس درجة الحرارة له‬‫للحصول على قياس دقيق‪.‬‬‫*تشير درجة الحرارة التي تم قياسها في وضع قياس درجة حرارة السطح إلى درجة حرارة‬‫السطح الخاص بالجسم‪ .‬ال يمكن استخدام وضع قياس درجة حرارة السطح لقياس درجة‬‫حرارة الجسم‪.‬‬‫•ال تعمد إلى غمر الجهاز في أية مواد معقمة أو أية مواد تنظيف أخرى‪[ .‬قد يؤدي ذلك إلى‬‫حدوث تلف]‬‫•يجب عدم استخدام مخفف الطالء والنفط والبنزين ألنها ستؤدي إلى تلف الجهاز‪.‬‬‫•ال تقم بالتنظيف باستخدام جهاز التنظيف بالموجات فوق الصوتية‪[ .‬قد يؤدي ذلك إلى حدوث‬‫تلف]‬‫•هذا الجهاز غير مقاوم للماء‪ .‬ال تغمره بالماء أو تقوم بتنظيفه باستخدام ماء الصنبور‪.‬‬‫وضع قياس درجة حرارة الغرفة‬‫•ال تعمد إلى ثنيه أو إسقاطه أو تعريضه إلى صدمة قوية‪.‬‬‫يشير إلى درجة حرارة الجو أو درجة حرارة الغرفة‪( .‬التغييرات في الوقت الحقيقي)‬‫•ال تعمد إلى تخزين الجهاز دون إزالة األوساخ المتراكمة أو الرطوبة‪[ .‬قد يؤدي ذلك إلى‬‫حدوث تلف]‬‫(‪)1‬اترك الجهاز ليتأقلم مع درجة حرارة الغرفة لمدة ‪ 15‬دقيقة قبل االستخدام‪.‬‬‫•قم بتخزين الجهاز وغطاء المجس في مكان بعيد عن متناول األطفال‪.‬‬‫(‪)2‬عند تشغيل الطاقة‪ ،‬اضغط على مفتاح ‪( MODE‬الوضع) ثالث مرات‬‫للدخول إلى وضع قياس درجة حرارة الغرفة‪.‬‬‫•ال تعمد إلى تخزين الجهاز في مكان ال يستوفي متطلبات البيئة التخزينية‪[ .‬قد يؤدي ذلك إلى‬‫حدوث تلف]‬‫*كمرجع‪( :‬درجة الحرارة المحيطة من ‪ 20-‬إلى ‪°50‬م‪ 4-/‬إلى ‪°122‬ف‪ ،‬الرطوبة النسبية‪:‬‬‫‪ %85‬رطوبة نسبية أو أقل)‬‫الوصف الخاص بعملية التشغيل‪:‬‬‫يظهر “ ” (رمز قياس درجة حرارة الغرفة) ودرجة حرارة الغرفة‬‫على شاشة ‪( .LCD‬الشكل ‪)9‬‬‫الشكل ‪9‬‬‫(‪)3‬للتحقق من درجة حرارة الغرفة‪ ،‬قم بوضع الجهاز في الغرفة على‬‫طاولة أو على سطح مكتب غير معرضين ألشعة الشمس المباشرة أو للتيار الهوائي‬‫الساقط من مكيف الهواء أو على أي مكان آخر عرضة لتقلبات درجة الحرارة‪.‬‬‫•ال تعمد إلى تخزين الجهاز في مكان عرضة للماء أو أشعة الشمس المباشرة أو درجة‬‫بشكل مفرط‪.‬‬‫الحرارة العالية أو الرطوبة العالية أو في مكان يتعرض لألتربة‬‫ٍ‬‫•ال تعمد إلى تخزينه في مكان بالقرب من النار المكشوفة أو األماكن التي تتعرض لالهتزاز‬‫أو الصدمة (ويشمل هذا األمر خالل عملية النقل)‪.‬‬‫•ال تعمد إلى تخزينه في مكان تخزين المواد الكيميائية أيضًا أو مكان توليد الغاز‪.‬‬‫أسئلة وأجوبة‬‫يختلف هذا عن درجة حرارة منطقة اإلبط! ما هي درجة الحرارة الصحيحة؟‬‫نظرً ا ألن درجة حرارة الجسم المقاسة بواسطة األذن والجبهة يتم قياسها في مناطق تختلف عن‬‫منطقة اإلبط‪ ،‬فقد تختلف نتائج درجة الحرارة المكتشفة في بعض األحيان أيضًا‪ .‬بدالً من إجراء‬‫مقارنات بسيطة‪ ،‬قم بإجراء قياسات منتظمة تحت ظروف خاضعة للرقابة للمقارنة مع نتائج‬‫القياس التي تم الحصول عليها في الظروف العادية‪.‬‬‫يستخدم وضع القياس عن طريق الجبهة نظام العد العشري لحساب البيانات التي تم الحصول‬‫عليها‪.‬‬‫في الحاالت التالية‪ ،‬ستتأثر درجة حرارة الجبهة وقد ال يكون من الممكن حساب درجة حرارة‬‫الجسم الصحيحة‪.‬‬‫عندما يتم إجراء القياسات في مكان قريب من مكيف الهواء أو مكان آخر عرضة لحركة‬‫الهواء‬‫عندما تتعرض الجبهة ألشعة الشمس المباشرة‬‫عندما تكون الجبهة مبللة بالعرق‬‫خالل فترة ‪ 30‬دقيقة بعد القيام بالتمارين أو االستحمام‬‫عندما يكون الشخص الذي يتم قياس درجة حرارته في مكان تكون فيه درجة الحرارة مختلفة‬‫قبل إجراء القياس‬‫ً‬‫محفوظا في مكان تكون فيه درجة الحرارة‬‫عندما يكون الجهاز المستخدم إلجراء القياسات‬‫مختلفة قبل إجراء القياس‬‫عندما تتداخل ضفيرة شعر أو مستحضرات تجميل أو أي جسم آخر بين الجبهة وطرف المجس‬‫أثناء إجراء القياس‬‫عندما تتم تغطية الجبهة بقبعة قبل إجراء القياس فقط‬‫تختلف درجة الحرارة عن كل عملية قياس جديدة‪ .‬لماذا؟‬‫إذا تغيرت قراءة درجة الحرارة في كل مرة‪ ،‬تكون األسباب التالية هي األسباب المحتملة‪ .‬تحقق‬‫وقم بإجراء القياس مرة أخرى‪.‬‬‫‪)1‬لم يتم استخدام طريقة ثابتة الستقامة قناة األذن‪.‬‬‫توجد اختالفات فردية‪ ،‬لكن قناة األذن الطبيعية غير مستقيمة‪ .‬قياسات درجة الحرارة الدقيقة‬‫بشكل مستقيم لطبلة األذن‪ .‬قم‬‫تجعل من الضروري استقامة قناة األذن وتوجيه طرف المجس‬‫ٍ‬‫بشكل صحيح في وضع القياس عن طريق األذن” الموجود‬‫بالرجوع إلى القسم “كيفية القياس‬‫ٍ‬‫في دليل التعليمات (الغالف األمامي)‪.‬‬‫‪)2‬لم يتم استخدام طريقة ثابتة إلدخال المجس في قناة األذن‪.‬‬‫لضمان ثبات درجة الحرارة المكتشفة‪ ،‬قم بإدخال المجس في قناة األذن برفق‪ .‬عند إدخال‬‫المجس داخل قناة األذن‪ ،‬قم بإبقاءه موجهًا بنفس االتجاه وبنفس العمق أو قد تكون نتائج‬‫القياس غير دقيقة‪.‬‬‫‪)3‬يتم تنفيذ القياسات المتكررة في وقت قصير‪.‬‬‫عندما يتم إدخال المجس داخل قناة األذن‪ ،‬فقد تبدأ درجة الحرارة داخل األذن بالتأثر‪ .‬إلجراء‬‫قياس آخر‪ ،‬انتظر على األقل دقيقة ‪.1‬‬‫لماذا تختلف قراءة درجة الحرارة من األذن اليمنى عن القراءة من األذن اليسرى؟‬‫بشكل أساسي‪ ،‬إال أن التشريح الداخلي لألذن‬‫على الرغم من أن درجة حرارة الجسم ال تتغير‬‫ٍ‬‫اليمنى واألذن اليسرى غير متشابه‪ .‬ولهذا السبب‪ ،‬ستختلف نتائج القياس قليالً بين األشخاص‪.‬‬‫لقياس درجة حرارة الجسم‪ ،‬فإنه ينبغي استخدام نفس األذن إلجراء عمليات القياس‪.‬‬‫هل من الممكن إجراء القياسات دون وجود غطاء المجس؟‬‫لقد تم تصميم هذا الجهاز بحيث يمكن إجراء القياسات الدقيقة دون وجود غطاء المجس‪.‬‬‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬إذا تم تركيب غطاء مجس لجهاز آخر‪ ،‬فإنه سيتعذر إجراء قياسات دقيقة‪.‬‬‫ال يوجد غطاء للمجس‪ .‬هل من الصحي استخدام الجهاز دون غطاء المجس؟‬‫بشكل صحي شريطة أن يكون الطرف نظيف‪ .‬قم بالرجوع إلى التعليمات‬‫يمكن استخدام المجس‬‫ٍ‬‫الموجودة في “الصيانة وطرق التخزين‪”.‬‬‫يعد هذا الجهاز اقتصادي للغاية ألنه ال يحتاج إلى غطاء المجس‪.‬‬‫ً‬‫متسخا؟‬‫عند استخدامه بنفسك‪ ،‬هل من الضروري أن تشعر بالقلق بأن يصبح المجس‬‫ً‬‫متسخا‪ ،‬فإنك لن تحصل على قياسات دقيقة‪ .‬حتى إذا قمت باستخدامه‬‫عندما يصبح طرف المجس‬‫بنفسك فقط‪ ،‬ال يزال عليك التحقق من األوساخ المتراكمة‪ .‬وبعد االستخدام يتوجب عليك إزالة‬‫بشكل كامل بعد التنظيف‪.‬‬‫األوساخ عن المجس وطرف المجس وتجفيفه‬‫ٍ‬‫هل يمكنك أخذ قياسات درجة الحرارة باستخدام األذن المتأثرة بااللتهاب؟‬‫ال تستخدم مقياس الحرارة في األذن المتأثرة من التهاب األذن الخارجية أو التهاب طبلة األذن أو‬‫غيرها من األمراض‪ .‬يمكن أن يؤدي استخدامه إلى نشر العدوى ألشخاص آخرين ويؤدي إلى‬‫تفاقم األعراض لدى المريض‪.‬‬‫هل من الممكن إجراء القياس لألطفال الذين يمتلكون قنوات أذن ضيقة؟‬‫بشكل كامل لتفعيل عملية القياس‪ .‬قم بجعل قناة األذن مستقيمة ومحاذاة‬‫ال يلزم إدخال المجس‬‫ٍ‬‫مركز المجس مع مركز قناة األذن وتوجيهه نحو طبلة األذن‪ .‬ليست هناك حاجة لدفع المجس‬‫بقوة داخل قناة األذن‪.‬‬‫هل يمكنك استخدام مقياس حرارة األذن والجبهة ألخذ قياسات تحت اإلبط أو تحت اللسان؟‬‫ال يمكن استخدام مقياس حرارة األذن والجبهة لقياس درجة الحرارة تحت اإلبط أو اللسان‪.‬‬‫يتكون هذا الجهاز من مجس مجهز بمستشعر لألشعة تحت الحمراء داخلي والذي يقوم بقياس‬‫درجة حرارة الجسم بواسطة كشف الحرارة التي تشع داخل األذن (طبلة األذن والقناة السمعية‬‫الخارجية) وبواسطة الجبهة‪.‬‬‫عند تعذر إجراء القياسات‬‫بشكل صحيح‪ ،‬فقم أوالً بإجراء عمليات الفحص التالية‪ .‬إذا كان الجهاز ال يعمل‬‫إذا كنت تظن أن الجهاز ال يعمل‬‫ٍ‬‫بشكل طبيعي بعد القيام بعمليات الفحص هذه‪ ،‬يرجى االتصال بالموزع المحلي لديك‪.‬‬‫ٍ‬‫األعراض‬‫التحقق من النقطة‪/‬الحالة‬‫ال يحدث شيء عند‬‫الضغط على األزرار‪.‬‬‫بشكل صحيح‪.‬‬‫تحقق مما إذا تم تركيب البطارية‬‫ٍ‬‫الحل‬‫قم بالرجوع إلى “استبدال البطارية‬‫والتنبيهات االحتياطية” لتركيب البطارية‬‫بشكل صحيح‪.‬‬‫ٍ‬‫قم بتركيب بطارية جديدة‪)CR2032( .‬‬‫الجهاز غير جاهز‪.‬‬‫ثوان حتى تتوقف الرموز‬‫انتظر حوالي ‪7‬‬‫ٍ‬‫الموجودة على شاشة ‪ LCD‬عن الوميض‪.‬‬‫درجة الحرارة المحيطة خارج نطاق درجة الحرارة‬‫الطبيعية التي تتراوح من ‪ 10‬إلى ‪ 40‬درجة مئوية‪.‬‬‫اترك الجهاز لمدة ‪ 15‬دقيقة في بيئة تلبي‬‫متطلبات درجة الحرارة الخاصة به‪.‬‬‫بشكل طبيعي‪.‬‬‫الجهاز ال يعمل‬‫ٍ‬‫قم بنزع البطارية لمدة دقيقة واحدة‪ ،‬وقم‬‫بإعادة تركيبها وحاول مرة أخرى‪.‬‬‫إذا استمر الخطأ‪ ،‬اتصل بالموزع المحلي‬‫لديك‪.‬‬‫تحقق مما إذا كانت شحنة البطارية قد نفدت‪.‬‬‫‪1‬القيمة التي تم قياسها أعلى من ‪°42.2‬م‪°108 /‬ف في‬‫وضع القياس عن طريق األذن‪/‬الجبهة‬‫‪2‬القيمة التي تم قياسها أعلى من ‪°80‬م‪°176 /‬ف في‬‫وضع قياس درجة حرارة السطح‬‫‪1‬القيمة التي تم قياسها أقل من ‪°34.0‬م‪°93.2 /‬ف في‬‫وضع القياس عن طريق األذن‪/‬الجبهة‬‫‪2‬القيمة التي تم قياسها أقل من ‪°22-‬م‪°7.6- /‬ف في‬‫وضع قياس درجة حرارة السطح‬‫ال تبدأ القياسات بعد تشغيل الجهاز‪.‬‬‫المواصفات‬‫رقم الموديل‬‫طريقة الكشف عن درجة‬‫الحرارة‬‫المنطقة التي يتم فيها الكشف‬‫عن درجة الحرارة‬‫التصنيف واإلمداد بالطاقة‬‫استهالك الطاقة‬‫عمر البطارية‬‫مؤشر درجة الحرارة‬‫طريقة اإلشارة إلى درجة‬‫الحرارة‬‫نطاق درجة الحرارة‬‫الحد األقصى المسموح به‬‫للخطأ‬‫الوزن‬‫األبعاد‬‫وظائف أخرى‬‫الحماية من الصدمات‬‫الكهربائية‬‫فئة الحماية ‪IP‬‬‫البيئة التشغيلية‬‫شروط التخزين‬‫الملحقات‬‫إذا استمر الخطأ عندما يكون من الواضح‬‫أن درجة حرارة السطح التي تم قياسها‬‫تقع ضمن نطاق القياس‪ ،‬اتصل بالموزع‬‫المحلي لديك‪.‬‬‫قم بنزع البطارية ثم قم بإعادة تركيبها‪.‬‬‫‪CTD711 / CTD710‬‬‫األشعة تحت الحمراء‬‫داخل األذن‪ ،‬الجبهة‬‫‪ :‬تيار مباشر)‪CR2032 ،‬‏× ‪ 1‬قطعة‪.‬‬‫(‬‫‪V 3 DC‬‬‫‪ 18 :CTD710‬ميللي وات ‪ 30 :CTD711 /‬ميللي وات‬‫‪ 3000 :CTD710‬مرة تقريبًا ‪ 2800 :CTD711 /‬مرة تقريبًا‬‫رقم يتكون من ‪ 3‬خانات ‪° +‬م‪°/‬ف‪ ،‬وحدات اإلشارة ‪°0.1‬م‪°/‬ف‬‫طريقة تصحيح درجة الحرارة‬‫وضع القياس عن طريق األذن والجبهة‪:‬من ‪ 34.0‬إلى ‪°42.2‬م (من ‪ 93.2‬إلى‬‫‪°108‬ف)‬‫وضع قياس درجة حرارة السطح‪ :‬من ‪ 22-‬إلى ‪°80‬م (من ‪ 7.6-‬إلى ‪°176‬ف)‬‫وضع قياس درجة حرارة الغرفة‪ :‬من ‪ 10‬إلى ‪°40‬م (من ‪ 50‬إلى ‪°104‬ف)‬‫وضع القياس عن طريق األذن والجبهة‪:‬‬‫‪°0.2±‬م (‪°0.4‬ف) ضمن ‪ 35.0‬إلى ‪°42.0‬م (‪ 95‬إلى ‪°107.6‬ف)‬‫‪°0.3±‬م (‪°0.5‬ف) لغير نطاق القياس أعاله‬‫وضع قياس درجة حرارة السطح‪:‬‬‫‪°0.3±‬م (‪°0.5‬ف) ضمن ‪ 22‬إلى ‪°42.2‬م (‪ 71.6‬إلى ‪°108‬ف)‬‫‪ %4±‬أو ‪°2±‬م (‪°4‬ف) أيهما أكبر (بخالف نطاق القياس أعاله)‬‫وضع قياس درجة حرارة الغرفة‪°1± :‬م (‪°2‬ف)‬‫*عند استخدام فرن الجسم األسود في درجة حرارة غرفة ‪°23‬م (‪°73.4‬ف)‬‫‪ 63‬جم تقريبًا (يتضمن البطارية)‬‫‪( 45‬العرض) ‏‪( 106 x‬االرتفاع) ‪x‬‏ ‪61.2‬‏(العمق) مم‬‫ذاكرة ألجل ‪ 9‬قياسات‪ ،‬إيقاف تلقائي للطاقة‪ ،‬إضاءة خلفية (طراز ‪ CTD711‬فقط)‬‫إمداد طاقة داخلي‬‫(‬‫‪ :‬النوع ‪ BF‬لألجزاء المالمسة للجسم)‬‫‪IP22‬‬‫درجة الحرارة المحيطة‪ :‬األذن‪ :‬من ‪ 10‬إلى ‪°40‬م (من ‪ 50‬إلى ‪°104‬ف) ‪ /‬الجبهة‪ :‬من‬‫‪ 15‬إلى ‪°40‬م (من ‪ 59‬إلى ‪°104‬ف)‬‫الرطوبة النسبية‪ %85 :‬رطوبة نسبية أو أقل‬‫درجة الحرارة المحيطة‪ :‬من ‪ 20-‬إلى ‪°50‬م (من ‪ 4-‬إلى ‪°122‬ف)‬‫الرطوبة النسبية‪ %85 :‬رطوبة نسبية أو أقل‬‫شاشة مراقبة البطارية (داخلية)‪ ،‬دليل التعليمات‪ ،‬البيانات التقنية من ‪ ،EMC‬غطاء‬‫المجس‬‫*ينبغي التخلص من هذا الجهاز والبطاريات القديمة التي تم نزعها منه وف ًقا لقواعد ولوائح المجتمع المحلي لديك‪.‬‬‫*ال تتحمل ‪ CITIZEN SYSTEMS JAPAN Co., Ltd.‬أية مسؤولية من أي نوع كانت عن التلف الناجم من االستخدام‬‫غير المحدد في دليل التعليمات والتصليحات والتعديالت وعمليات الضبط وما إلى ذلك التي لم يتم تنفيذها من قبل الشركة‬‫المصنعة‪.‬‬‫*يتوافق هذا الجهاز مع معايير ‪ EMC‬الخاصة في ‪.IEC 60601-1-2: 2014‬‬‫*هذا الجهاز عرضة للتغيير دون إشعار بسبب التحسينات‪.‬‬‫المستورد‬‫‪( CITIZEN SYSTEMS EUROPE GmbH‬اسم الشركة)‬‫‪( Otto-Hirsch-Brücken 17 70329 Stuttgart, Germany‬العنوان)‬