MANUALE DIISTRUZIONIPER MONITOR DIGITALEDELLA PRESSIONESANGUIGNA
CH-650

5.
6.
7.
8.
9.
10.

2201

11.

Data di emissione 2022-02-01

12.
13.

Assicurarsi di avere tutti i seguenti componenti

14.
15.
16.

Unità di monitoraggio dellapressione sanguigna

Scatola diconservazione(per monitor)
2 batterie AAA

Manuale di istruzioni

19.

NOTE GENERALI
Note generali sulla pressione sanguigna e sulla misurazione della pressione sanguigna
1.
Per sgonfiare rapidamente il bracciale, premere l’interruttore “AVVIO/ARRESTO”.
2.
Il bracciale collegato è adatto per una circonferenza del polso di 13,5-21,5 cm.
3.
Quando si collega il bracciale, il corpo macchina del monitor della pressione sanguigna deve essere
posizionato all’interno del polso.
4.
Il monitor non è inteso per essere un dispositivo diagnostico, perché è destinato all’uso domestico.
5.
L’auto-misurazione non è una terapia! In nessun caso cambiare il dosaggio dei farmaci prescritti dal
medico.
6.
Durante la preparazione per la misurazione della pressione sanguigna, è necessario urinare e quindi
rimanere relativamente fermi per un periodo di tempo dai 10 ai 15 minuti prima della misurazione.
7.
L’esercizio fisico, mangiare, bere, fumare, ecc. prima della misurazione, potrebbero influenzare irisultati.
8.
La pressione sanguigna varia costantemente durante tutta la giornata. Le misurazioni devono essere
eseguite regolarmente alla stessa ora di ogni giorno.
9.
NON mettere troppa enfasi sui risultati di una singola misurazione. Tenere una registrazione continuadelle variazioni della pressione sanguigna. Un’immagine completa può essere ottenuta solo da un grannumero di letture.
10. Lo stress emozionale tende a far aumentare la pressione sanguigna.
Per ottenere misurazioni corrette della pressione sanguigna
1.
Fare cinque o sei respiri profondi e rilassarsi prima di misurare la pressione sanguigna. Se si è intensione durante la misurazione, non si otterrà una lettura valida.
2.
La pressione sanguigna sarà elevata se si è affaticati o irritati, se si soffre di mancanza di sonno ocostipazione, oppure se si è appena compiuto esercizio fisico o subito dopo un pasto.
3.
Avvolgere il bracciale intorno al polso in modo che sia aderente.
4.
NON misurare la pressione sanguigna dopo aver fatto il bagno o dopo aver bevuto.
5.
Se si sente il bisogno di urinare, farlo prima di misurare la pressione sanguigna.
6.
Misurare la pressione sanguigna dove la temperatura della stanza è di circa 20 °C. NON misurare lapressione sanguigna se c’è troppo freddo (al di sotto di 10 °C) o troppo caldo (al di sopra di 40 °C)
nella stanza.
7.
NON tentare di misurare la pressione sanguigna subito dopo aver bevuto caffè o tè o dopo averfumato.
8.
Misurare la pressione sanguigna quando si è rilassati e fermi. Mantenere la parte centrale del bracciale
al livello del cuore e NON muovere il braccio o parlare.
9.
NON misurare la pressione sanguigna quando il bracciale è rimasto sul polso per alcuni minuti o più.
Durante questo periodo, il polso avrà accumulato una pressione sanguigna più alta e non si otterrà una
lettura valida.
10. Se viene visualizzato l’indicatore del movimento del corpo o l’indicatore del battito cardiaco irregolare(IHB), rilassarsi e misurare nuovamente la pressione sanguigna. Se l’indicatore di battito cardiaco
irregolare (IHB) appare di frequente, si consiglia di consultare un medico in merito alle proprie
condizioni di salute.
11. La figura seguente mostra le classificazioni della pressione sanguigna secondo gli standard
dell’Organizzazione mondiale della sanità.
SISTOLICA(mmHg)
180

Ipertensione di grado 3 (grave)

Ipertensione di grado 2 (moderata)

Osservazioni:
Il grafico non è preciso, ma puòessere utilizzato come guida nella
comprensione delle misurazioni
non invasive della pressione
sanguigna. Il dispositivo è destinato
esclusivamente all’uso da parte diadulti.

Ipertensione di grado 1 (leggera)
140
Normale alta
NormaleOttimale80

Precauzioni per la manutenzione
1.
NON conservare il monitor di pressione sanguigna in luoghi esposti alla luce diretta del sole, ad altetemperature (oltre 60 °C), a basse temperature (sotto -20 °C), ad alta umidità relativa (oltre il 95%) o a
quantità eccessive di polvere.
Assicurarsi di conservare il monitor di pressione sanguigna in un luogo in cui non siano presenti
bambini, animali domestici e parassiti.
2.
NON far cadere il monitor della pressione sanguigna e non sottoporlo ad altri urti o vibrazioni.
3.
Rimuovere le batterie se il monitor resta inutilizzato per un lungo periodo di tempo.
4.
NON tentare di smontare il monitor.
5.
NON piegare eccessivamente il bracciale.
6.
Se il monitor è molto sporco, pulirlo con un panno inumidito con alcol di sterilizzazione o con un
detergente neutro. Quindi strofinarlo con un panno asciutto.
7.
Non pulire MAI il monitor di pressione sanguigna con diluenti o benzene, poiché ciò potrebbe
danneggiare il monitor.
8.
Per pulire il bracciale, strofinarlo con un panno umido. Evitare forti sfregamenti, poiché potrebbero
causare perdite d’aria.

Avvertenza

Non è consentita alcuna modifica di questo dispositivo.

100

110

DIASTOLICA(mmHg)

Definizioni e classificazioni dei livelli di pressione sanguigna
12. Uso previsto• Questo dispositivo è un monitor non invasivo della pressione sanguigna mediante il metodo
oscillometrico. Il dispositivo è in grado di misurare automaticamente la pressione sanguigna sistolica(SYS), la pressione sanguigna diastolica (DIA) e la frequenza di polso.
• Questo dispositivo è destinato all’uso per il controllo delle condizioni personali di salute in casa sottola direzione di un medico e non è destinato a essere un dispositivo diagnostico.
• Questo dispositivo non è destinato per l’uso con neonati o bambini piccoli e non è destinato alla
misurazione automatica del ciclo.
Misurare la pressione sanguigna alla stessa ora ogni giorno.
* La pressione sanguigna cambia in continuazione. Ciò significa che i dati raccolti su un lungo periodo
hanno un significato molto maggiore rispetto ai dati di una sola misurazione. Per questo motivo, ènecessario misurare la pressione sanguigna quotidianamente. Idealmente, si dovrebbe misurate lapressione sanguigna alla stessa ora ogni giorno, quando possibile.

PRECAUZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE
Precauzioni per l’uso
1.
Se si soffre di patologie cardiache, di alta pressione sanguigna o di altre patologie circolatorie,
consultare il proprio medico prima di utilizzare il monitor.
2.
In caso si provi una pressione anomala del bracciale durante l’uso o qualsiasi altra irregolarità, ridurre
la pressione spegnendo immediatamente l’alimentazione o rimuovere le batterie e consultare il punto
vendita di acquisto.
3.
Se si pensa che la misurazione sia anomala o se la misurazione provoca qualche malessere,interrompere l’uso e consultare il medico.
4.
La misurazione della pressione sanguigna potrebbe non essere possibile per chiunque abbia una
pulsazione debole o un’aritmia.

COME AVVOLGERE IL BRACCIALE DA POLSOIDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

Avvolgere il bracciale correttamente intorno al polso. Un avvolgimento improprio del bracciale potrebbe
causare errori di misurazione.

Nomi dei componenti<Unità principale>

Display

1
2Interruttore MEMORIA

3Coperchio batterie

Pressione sanguigna sistolica

4

Avvertenza

Il dispositivo è stato testato e omologato in conformità a EN60601-1-2 per EMC. Ciò
non garantisce in alcun modo che il dispositivo non sarà influenzato da interferenze
elettromagnetiche. Evitare di utilizzare il dispositivo in un ambiente con forti campi
elettromagnetici.

Pulsazione

Indicatore di movimento del corpo

Indicatore del livello della batteria
Appare quando le batterie si stanno
scaricando.

5

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

1Aprire il coperchio del vano batteria.

È possibile utilizzare il polso destro per misurare la pressione sanguigna.

Tuttavia, la pressione sanguigna potrebbe differire di circa 10 mmHg a seconda del fatto che la misurazione
sia effettuata sul polso sinistro o destro, pertanto è consigliabile misurare la pressione sanguigna ogni volta
sullo stesso polso.

Per ottenere misurazioni accurate• Avvolgere il bracciale in modo troppo allentato o troppo stretto potrebbe impedire una misurazione corretta.
• Stare seduti diritti mentre si esegue la misurazione.

Coperchio batterie

2 Inserire le batterie nel vano.

Premendo verso il basso il coperchio batteria, far scorrere
il coperchio nella direzione della freccia per estrarlo.

Posizionare le batterie facendo attenzione ai simboli dei terminali positivi e negativi* La batteria entra prima nel lato negativo .

e.

Se si desidera smaltire questo prodotto, non mescolarlo con i rifiuti domestici generali. Esiste unsistema di raccolta separato per i prodotti elettronici usati in conformità alla legislazione della
Direttiva RAEE (Direttiva 2012/19/UE), che è in vigore solo all’interno dell’Unione Europea.

Informazioni sullo smaltimento in altri Paesi al di fuori dell’Unione Europea.

Se si desidera smaltire le batterie usate, contattare le autorità locali o il rivenditore per informazioni
sul metodo di smaltimento corretto.

SUGGERIMENTI PER OTTENERE MISURAZIONI ACCURATE
La pressione sanguigna varia in base alla postura, all’ora del giorno e a una serie di altri fattori. Idealmente,misurare la pressione sanguigna nella stessa posizione alla stessa ora di ogni giorno.

➀ Assicurarsi che la postura sia corretta.

Sedersi in posizione dritta, fare un respiro profondo e rilassarsi.

Questo prodotto è stato progettato per l’uso per un periodo di tempo prolungato; tuttavia, si consiglia diispezionarlo ogni due anni per garantire funzionamento e prestazioni corretti.
Aiutare a proteggere l’ambiente naturale in conformità alle normative nazionali e/o locali in materia di
riciclaggio quando si smaltiscono le batterie e il prodotto alla fine della loro vita utile.

Fissare il bracciale da polso con l’elemento di fissaggio a strappo.
• Se il bracciale da polso è troppo allentato o troppo stretto,
potrebbero verificarsi errori o letture errate.

(Le batterie fornite con l’unità devono essere caricate nel vano prima di utilizzare il monitor di pressione
sanguigna.)

Natura e frequenza della manutenzione:
Proteggere l’ambiente naturale:

Posizionare il bordo superiore del bracciale a circa 1 - 2 cm di distanza
dalla piega del polso.

Indicatore del battito cardiaco
irregolare (IHB): Conformità dell’apparecchio alla Direttiva RAEE: Produttore

Fissare in modo allentato il bracciale da polso
tirando l’estremità del bracciale.

Pressione sanguigna diastolica:P arte applicata di tipo BF: Fare
riferimento al manuale di istruzioni prima dell’uso

Avvolgere il bracciale intorno al polso sinistro in modo che il monitor
sia posizionato all’interno del polso.
• Indossare il bracciale da polso sulla pelle nuda.
• Il bracciale da polso è progettato per adattarsi a polsi da 13,5 a 21,5 cm dicirconferenza.

Bracciale da polso<Display>: Mantenere asciutto: Avvertenza

Aprire il bracciale da polso.

Interruttore AVVIO/ARRESTO
Standby

Spiegazione dei simboli: Il marchio CE ha il significato di fornire informazioni agli ispettori di mercato nei Paesi membri
UE.

CONTRASSEGNO RAEE

160

120

17.
18.

La ripetizione della misurazione della pressione sanguigna potrebbe causare problemi qualicongestione o gonfiore in alcune persone.
Le misurazioni della pressione sanguigna ripetute frequentemente non daranno risultati accurati.
Consentire un intervallo di circa 1 minuto tra le misurazioni.
Se si soffre di un grave problema della circolazione del sangue nelle braccia, consultare il medico prima
di utilizzare il monitor. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe essere pericolosa per lasalute.
La misurazione potrebbe non essere possibile per chiunque abbia un flusso insufficiente di sanguenell’area in cui verranno effettuate le misurazioni o soffra di un battito cardiaco irregolare frequente.
Consultare il medico per un consiglio se utilizzare o meno il monitor.
NON avvolgere il bracciale attorno a un polso ferito.
NON avvolgere il bracciale intorno a un polso in cui è inserita una flebo (infusione intravenosa) o che èutilizzato per una trasfusione di sangue come parte del trattamento medico. Ciò potrebbe provocare
lesioni o un grave incidente.
NON utilizzare il monitor in prossimità di gas infiammabili, come quelli utilizzati per l’anestesia. Farlo
potrebbe accendere i gas e causare un’esplosione.
NON utilizzare il monitor in ambienti ricchi di ossigeno, come una camera iperbarica o una tenda aossigeno di un ospedale. Farlo potrebbe accendere l’ossigeno e causare un incendio.
NON utilizzare telefoni cellulari in prossimità del monitor, in quanto ciò potrebbe causare un
malfunzionamento.
Se si utilizza un pacemaker cardiaco, consultare il medico prima di utilizzare il monitor.
Assicurarsi di utilizzare questa unità solo per misurare la pressione sanguigna. NON utilizzarla per altri
scopi.
Assicurarsi di utilizzare solo i nostri componenti e accessori autorizzati. I componenti e gli accessori
non approvati per l’uso con il dispositivo potrebbero danneggiare l’unità.
NON usare l’unità su bambini piccoli.
La misurazione della pressione sanguigna potrebbe non essere possibile con persone che soffrono diaritmie comuni, quali battiti prematuri atriali o ventricolari o fibrillazione atriale.
Consultare sempre il medico per un’interpretazione delle letture della pressione sanguigna e per
determinare il trattamento appropriato.

Inserire prima la batteria
vicino al display.

il palmo della mano verso l’alto e tenere le dita
➁ Posizionare
rilassate.

➂ È importante avere il bracciale a livello con il cuore.

3 Chiudere il coperchio batteria.
Far scorrere il coperchio nella direzionedella freccia. Premere il coperchio
finché non scatta in posizione.

Nota per il simbolo della batteria.

Il simbolo può essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. In questo caso è conforme ai
requisiti stabiliti dalla Direttiva per la sostanza chimica in questione.

Standard europeo di riferimento:

Il dispositivo di misurazione della pressione sanguigna corrisponde alle normative EN60601-1, EN1060-1,
EN1060-3, EN1060-4.

Calibrazione:

Si consiglia in generale di far controllare il monitor del dispositivo di misurazione della pressione
sanguigna ogni due anni per garantire il funzionamento e la precisione corretti. Contattare un distributore.

Nome:
Indirizzo:

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO.,LTD.
6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi, Tokyo 188-8511, Giappone

RIMOZIONE DELLE BATTERIE• Quando viene visualizzata l’icona
o non appare nulla sul display, sostituire le batterie vecchie con due
nuove batterie. Tutte e due le batterie devono essere sostituite contemporaneamente.
• Utilizzare solo batterie alcaline.
• Non utilizzare batterie ricaricabili.
• Non utilizzare insieme batterie alcaline (LR03) e al manganese (R03).
• Le batterie in dotazione sono solo a scopo dimostrativo. La durata della batteria potrebbe essere inferiore
a quella specificata.
• Quando si smaltiscono le batterie usate, rispettare le normative governative o le norme dell’ente pubblico
ambientale applicate nel proprio Paese/regione.

Posizionare un
asciugamano piegato osimili sotto il braccio.
Per ottenere misurazioni corrette• Non stringere troppo il pugno.

Stabilimento
Nome:Indirizzo:

CITIZEN SYSTEMS (JIANGMEN) CO., LTD.
Building 6, 399 Jinxing Road, Jianghai District, Jiangmen, Guangdong, Cina

• Non avvolgere il bracciale in modo troppo lento.

Rappresentante europeo:
Nome:
Indirizzo:

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, Paesi Bassi• Per i dati tecnici, contattare il nostro rappresentante europeo• Non cambiare la posizione del monitor.

Prodotto in Cina

• Non muovere il corpo né parlare durante la misurazione

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE SANGUIGNA

1
2
3

Avvolgere il bracciale da polso intorno al polso sinistro.

• Il valore memorizzato viene numerato nell’ordine delle misurazioni. Per esempio, quando sono
memorizzati 60 set di dati, il numero dei dati 1 rappresenta i dati più recenti.
Numero dei dati: 1, 2, 3, ...
... 59, 60ÇÇI dati più vecchi
I dati più recenti

Assicurarsi che la postura sia corretta.
•

Premere l’interruttore “AVVIO/ARRESTO” per avviare la misurazione.
Tutte le cifre visualizzate sono un display iniziale, che indica che il monitor
funziona normalmente.
viene anche visualizzato ma ciò non indica che la batteria
Il simbolo
debba essere sostituita.

Premere l’interruttore “MEMORIA”.
Mentre si preme l’interruttore “MEMORIA”, premere e tenere premuto l’interruttore “AVVIO/
ARRESTO” per più di 3 secondi.
Tutti i dati memorizzati verranno eliminati.
Premere e tenere
premuto per
3 secondi

Viene visualizzato
un messaggio che
indica che tutti i dati
sono stati eliminati
dalla memoria.

Eliminato
viene visualizzato quando viene rilevata una pulsazione.

4

CONTRASSEGNO DISPLAY
Pressione sanguigna
sistolica

Pressione sanguigna
diastolica
Indicatore del battito
cardiaco irregolare (IHB)
Pulsazione
Indicatore di movimento del corpo

5

CONDIZIONE/CAUSAAZIONE CORRETTIVA

Appare quando il bracciale
da polso è avvolto in modo
troppo lento.

Riavvolgere il bracciale da polso in modo che sia
aderente. Eseguire un’altra lettura, assicurandosi dirimanere fermi.
“COME AVVOLGERE IL BRACCIALE DA POLSO”

Appare quando il polso si
sposta durante la misurazione;
oppureAppare quando il bracciale nonviene avvolto correttamente.

Riavvolgere il bracciale da polso in modo corretto.
Eseguire un’altra lettura, assicurandosi di rimanere
perfettamente fermi.
“COME AVVOLGERE IL BRACCIALE DA POLSO”

Appare quando le batterie sono
scariche.

Sostituire le due batterie alcaline con batterie nuove.
“RIMOZIONE DELLE BATTERIE”

Appare quando la frequenzadel polso non rientra
nell’intervallo di misurazione(sotto 39 battiti/min. o sopra
181 battiti/min.)Riavvolgere il bracciale da polso in modo appropriato.
Respirare profondamente per rilassarsi e misurare
nuovamente.
“SUGGERMENTIPER OTTENERE MISURAZIONIACCURATE”

L’unità non funziona
correttamente.

Contattare il negozio presso il quale è stata acquistatao il centro di assistenza locale.
“PRIMA DI RICHIERDERE RIPARAZIONZ O TEST”

RICHIAMO DEI DATI MEMORIZZATIControlli

Risposta

Controllare se le batterie sono esaurite.
Controllare se le batterie sono installate nella direzione
orientati correttamente).
corretta ( eSostituire tutte le batterie con batterie nuove.
Inserire le batterie nella direzione corretta.

Non è possibile
effettuare alcuna
misurazione.

è visualizzata.
Controllare se l’icona di misurazione
Controllare se il bracciale è applicato correttamente.
Si è rimasti calmi durante la misurazione?

Applicare correttamente il bracciale.

Misurare di nuovo la pressione sanguigna,
accertandosi di rimanere fermi.
Si noti che la misurazione della pressione sanguigna potrebbe non essere possibile per persone con
una pulsazione estremamente debole o un’aritmia cardiaca (polso irregolare).
Le letture della pressione sanguigna sono anormalmente alte o basse rispetto a
Vedere pagina PRESSIONE SANGUIGNA
quelle prese in ospedale.
DOMANDE E RISPOSTE.
Rimuovere le batterie dall’unità e sostituirle con
Altri fenomeni
batterie nuove.

Numero modello
Sistema di misurazione
DisplayGamma di circonferenza del polso
Gamma dimisurazione

INFORMAZIONI SULLA “PRESSIONE SANGUIGNA”
Che cos’è la pressione sanguigna?

Il cuore è una pompa che fa circolare il sangue in tutto il corpo. Il sangue viene pompato dal cuore a una
pressione costante nelle arterie. Questa pressione è chiamata pressione sanguigna arteriosa e rappresenta,
in termini generali, la pressione sanguigna. La pressione sanguigna è indicata da vari tipi di pressioni,
comprese la pressione sistolica che si verifica quando il cuore pompa il sangue e la pressione diastolica che
si verifica quando il sangue torna al cuore.
(Sistolica)(Diastolica)
Arteria

Atrio sinistro

Arteria
Atrio sinistro

COME RICHIAMARE I DATI
Ventricolo
sinistro

Premere l’interruttore “MEMORIA”.

La parete dell’arteria
si espande.

Ventricolo
sinistro

Contrazione

Lo stato normale viene recuperato
nella parete dell’arteria.

Da 0 a 280 mmHg

Pulsazione
Pressione
Pulsazione

Da 40 a 180 pulsazioni/min±3 mmHg±5% della lettura
Gonfiaggio automatico tramite pompa interna

Tensione nominale

Funzione memoria

3 V CC(: corrente diretta)
Valvola di scarico rapido elettromagnetica
2 batterie AAA (LR03)
Circa 400 volte(180 mmHg, una volta al giorno, 22 °C)
Da 10 °C a 40 °C
Da 15% a 85% RH
Da -20°C a 60°C
Da 10% a 95% RH
Fino a 60 misurazioni

Protezione da scosse elettriche

Unità di alimentazione interna

Grado di protezione
Modalità di funzionamento

Parte applicata di tipo BF
Funzionamento continuo

Protezione contro l’ingresso di acqua

IPX0

Dimensioni

65 (L) x 74 (A) x 29 (P) mm

Peso

Circa 103 g senza le batterie

Durata di servizio

5 anniAccessori

Il set comprende 2 batterie AAA (LR03) per il monitor, il Manuale diistruzioni, la custodia di conservazione

Condizioni diconservazione

Temperatura
UmiditàTemperatura
Umidità* La parte applicata per questo dispositivo è il bracciale.
* Un intervallo di pressione atmosferica da 700 hPa a 1060 hPa*L a precisione complessiva di sistema di questo dispositivo soddisfa il requisito della voce 7.9 della norma EN1060-3.
EN1060-3: Sfigmomanometri non invasivi Parte 3 (standard europeo)

Dilatazione

La pressione sanguigna cambia in continuazione.

La pressione sanguigna varia a seconda dell’età, del sesso e di una serie di altri fattori. È probabile che
venga influenzata dal bioritmo durante la giornata e dalla postura, dalle attività fisiche, dalle attività mentali,
dal livello di stress e persino dalla temperatura dell’aria. La pressione sanguigna di una persona sana ingenere varia all’interno di un giorno.

[Esempio di variazioni della pressione sanguigna in un giorno]

2

Ogni volta che si preme l’interruttore, i dati di misurazione vengono visualizzati in ordine dalpiù recente al più vecchio.

Il numero dei dati viene
visualizzato prima dei
risultati di misurazione.

Pressione
sanguigna
sistolica

160
Valore della pressione sanguigna(mmHg)• “3A” indica il valore medio che appare nella sezione sinistra del display. Quindi, viene visualizzato il valore
medio, in base alle ultime tre misurazioni. (“3A” e il valore medio non vengono visualizzati se sono presenti
due o meno misurazioni memorizzate.)

140

https://csj.citizen.co.jp

120
100
80
60
40

Durante il sonno

Pressione
sanguigna
diastolica

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ora del giorno(Valori della pressione sanguigna misurati a intervalli di cinque minuti durante il giorno)● Bevan AT, Honour AJ, Stott FH. Clin Sci 1969;36:329–44.

I risultati della misurazione vengono visualizzati dopo il numero dei dati.

CH-650Metodo oscillometrico
Tipo di display digitale
Da 13,5 cm a 21,5 cm

Pressione

Gonfiaggio

Condizioni operativeÈ possibile memorizzare 60 risultati di misurazione.
Il valore medio viene calcolato automaticamente per aiutare a gestire la salute quotidiana.

1

Problema
Il display rimane vuoto
quando si premel’interruttore “AVVIO/
ARRESTO”.

ScaricoAlimentazione
Durata della batteria

Terminare la misurazione.
• Premere l’interruttore “AVVIO/ARRESTO” per spegnere il monitor.

• Dopo aver eseguito la misurazione della pressione sanguigna, premendo l’interruttore “AVVIO/ARRESTO”
si spegne il monitor. Tuttavia, se non si preme l’interruttore, la funzione di spegnimento automatico delmonitor lo spegnerà automaticamente dopo 3 minuti.

misurazioni della pressione sanguigna eseguite a casa. Si dovrebbe misurare la pressione sanguigna alla stessaora ogni giorno e registrare le variazioni della pressione sanguigna.

Precisione

Se l’indicatore di battito cardiaco irregolare (IHB) appare di frequente, si consiglia
di consultare un medico in merito alle proprie condizioni di salute.

FUNZIONE DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

D Qual è il vantaggio di misurare la pressione sanguigna a casa?
misurazioni della pressione sanguigna effettuate a casa forniscono dati affidabili poiché possono essere
R Le
eseguite quando ci si trova in condizioni stabili e rilassate. I medici attribuiscono grande importanza alle

SPECIFICHE

Se viene rilevato un battito cardiaco irregolare durante la misurazione, l’indicatore delbattito cardiaco irregolare (IHB) viene visualizzato al termine della misurazione.
Un battito cardiaco irregolare viene definito come un battito cardiaco che varia di ±25%
rispetto alla media di 5 intervalli di battito cardiaco durante la misurazione della pressione
sanguigna.
• La misurazione potrebbe non essere corretta se il battito cardiaco fluttua
notevolmente durante la misurazione. Se viene visualizzato l’indicatore del battito
cardiaco irregolare (IHB), misurare nuovamente la pressione sanguigna.
Attenzione

se si eseguono misurazioni ripetute. La pressione sanguigna è influenzata dall’ora del giorno, per esempio ilmattino e il pomeriggio, dalla stagione e dalla temperatura atmosferica. Inoltre, la pressione sanguigna viene
facilmente influenzata da stress mentale o da alti e bassi emozionali. Tende ad aumentare quando si avvertetensione o a diminuire quando si è rilassati.

Assicurarsi di controllare quanto segue prima di inviare il monitor della pressione sanguigna per essere
testato o riparato.

     

L’indicatore di movimento del corpo viene visualizzato sul display dei risultati delle
misurazioni se si sposta la mano o il polso durante la misurazione, causando ilrilevamento di una variazione sostanziale della pressione.
• Se viene visualizzato l’indicatore di movimento del corpo, misurare nuovamente lapressione sanguigna.

D Perché la pressione sanguigna ottenuta varia con la misurazione?
nostra pressione sanguigna viene regolata dalla funzione automatica dei nervi. La pressione sanguigna
R La
differisce a ogni battito cardiaco. Potremmo pensare che la pressione sanguigna sia costante, invece essa varia

PRIMA DI RICHIEDERE RIPARAZIONI O TESTINDICAZIONI DI ERRORE

Vengono visualizzati i risultati della misurazione.

D Perché la pressione sanguigna misurata a casa è diversa da quella misurata dal medico o in un ospedale?
pressione sanguigna può variare in base all’esercizio fisico, alla temperatura ambiente o allo stato mentale.
R La
Se si fa misurare la pressione sanguigna da un medico o un infermiere, è probabile che il valore della pressione

sia da 10 a 20 mmHg più alto del solito a causa di ansia e/o stress. Conoscere ciò che influisce sulla pressione
sanguigna aiuta a monitorare meglio la salute.

COME ELIMINARE I DATI

1
2

PRESSIONE SANGUIGNA DOMANDE E RISPOSTE