. 64 Oct. 2019

公益財団法人 放射線計測協会

初等中等教育における放射線教育の現状と課題
九州大学名誉教授


日本原子力学会フェロー

小中高等学校の教科書は、学習指導要領に従って編纂されて検定を受けたものが使われている。学習指導
要領は、文科省が教科書に記載すべきことを解説とともに示した規則（告示）で、1947（昭和 22）年に公表され、これまで 9 次の改訂がなされている。1977（昭和 52）年の学習指導要領の改訂で、それまで中学校理科で教えることになっていた放射線に関する事項がなくなった。以来約 30 年間、義務教育の教科書において、
エネルギーとして原子力発電に関する記述はあるものの、放射線に関する説明はなくなった。現在 30 代から
50 代の方は、放射線に関することを中学校で習った記
憶はないはずである。
2008（平成 20）年に告示された中学校理科学習指導要領の中に、約 30 年ぶりに 3 年次の「科学技術と人間」の章に「放射線の性質と利用にも触れること」が記載され、これに基づく教科書を使っての理科教育が2012（平成 24）年より全国で開始された。また、2017（平成 29）年に改訂が告示された中学校理科新学習指導要領においては、上に加えて 2 年次の「電流とその利用」の章で「真空放電と関連させてＸ線にも触れるとともに、Ｘ線と同じように透過性などの性質をもつ放射線が存在し、医療や製造業などで利用されていることにも触れる」とされ、放射線の性質とともに利用面の教育にも重点を置くことが要請されている。この教科書は来年度から使用されるが、放射線教育のさらなる充実が期待される。
2011（平成 23）年 3月の東京電力福島第一原子力発
電所の事故を契機に、放射線被ばくや放射性物質による環境汚染などに関する社会の関心が一気に高まった。
このような状況下で放射線教育を実践している教員や工藤 和彦

それを支援している多くの関係者は、正確で分かりやすい教育のために資料や授業計画の作成、実践に不断の努力をされており、こうした方々の取組みに敬意を表したい。このような取組みを通じて放射線教育が浸透することにより、同事故により発生している風評被害の払拭や住民の方々の帰還が進むことを切に願っている。
放射線教育が約 30 年間実施されてこなかったため、教員自身が学校教育や教職課程で放射線を学んだことがないという重大な課題がある。また、放射線測定器
や霧箱観察の実験材料等が入手しにくい現状を指摘する教員の声もある。学校に置かれているクルックス管を用いての陰極線の実験を行う教育も行われ始めたが、古い装置の一部で、低エネルギーの X 線漏れによる被ばくの危険があるという報告もある。
社会科や保健体育、技術・家庭などの授業でも放射線や放射線被ばくに触れる場合があり、理科以外の先生方にも広く放射線教育についての理解を深めて頂く必要がある。
2003（平成 15）年の学習指導要領の改訂において、
いわゆる「歯止め規定（過不足なく教えること）」が消滅し、「発展的な学習内容（学習指導要領にないこと
も教科書に記載できる）」を教えることができるようになった。日本原子力学会では、約 20 年にわたり理科および社会科系の初等中等教科書の放射線や原子力に関する調査を行い、教科書の改善のための提言を行ってきた。この調査の中で、教科書のコラムや脚注、参考事項などの欄に「発展的な学習内容」として、放射線や原子力について、執筆者の主観（過度の危険意識、
リスクゼロを求める考え方など）がうかがわれる記述が一部にみられることに懸念を持っている。

1

X線とβ線の3㎜線量当量の決定と校正の概要
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
計量標準総合センター
加藤 昌弘

1．はじめに線量当量換算係数(3), h′(0.07)
h*(10), h′h p(10), h p(3), h p(0.07)

眼の水晶体への放射線被ばくは、白内障の原因となることが知られています。白内障のしきい値は急性被ばくで2 Gy ～ 10 Gy、慢性被ばくで8 Gyと考えられてきまし物理量・フルエンスΦ
・空気カーマK air
・吸収線量 D

実用量
・周辺線量当量 H *(10)・方向性線量当量 H ′(0.07), H ′(3)・個人線量当量Hp(10),Hp(0.07),Hp(3)たが［1］、1990年代以降しきい値が無いかより低いことを支持する研究が多く報告されました。このことを背景

校正に国際放射線防護員会（ICRP）は名目しきい値0.5 Gyを計算で求めた係数を用い防護量を求める

測定した実用量から防護量を推定実用量>防護量となるべきである

防護量・実効線量・水晶体等価線量
・皮膚の等価線量

個人線量計
サーベイメータ
エリアモニタ示すとともに、新たな水晶体の職業被ばく限度値として「5年間の平均で20 mSv/年、そのうち任意の一年間で50。この値はそれま
mSvを超えない」を提唱しました［2,3］図1

での１年あたり150 mSvという限度値に比べて大幅に小（さくなるため、国内外でICRP声明に対応するための議論が行われてきました。わが国では2017年に放射線審議

光子（X 線、
γ線）と電子（β線）の放射線防護モニタリングに関する諸量の関係

ICRP74［5］の図を実用量について換算係数、実用量、モニタリング用測定器を具体的に示すことを目的に一部改変した。

）

線量当量の決定と校正について解説を行います。

会が眼の水晶体の放射線防護検討部会を設置して検討を始め、2018年3月に「目の水晶体に係る放射線防護の在り方について」としてその結果を取りまとめました［4］。こ

2．X線の3mm線量当量の決定と校正れをうけて現在関係行政機関が検討を行っています。
水晶体の職業被ばく限度値が見直される場合、透視し2.1 X線の3mm線量当量の決定
図1に示した物理量のうち、放射線防護分野においてながら実施する医療行為における術者や原子力発電所（特X線の標準測定には空気カーマ（K air）が用いられます。

に廃炉作業）の作業従事者の水晶体被ばく線量が限度値

そして実用量であるH p（3）及びH（3）′ を求めるためにはに近くなるのではと懸念されています。これらの作業で

（3）
）を用いま
空気カーマからの換算係数（h p（3）及びh ′水晶体被ばくの主要な要因となる放射線は数10keVのX線、H（10）*）と70 μm線量す。これは1cm線量当量（H（10）pと1MeV以上のβ線です。図１に光子
（X線、
γ線）
と電子
（β

、H（
）を求める手順と同じ方法です
当量（H （0.07）
p′0.07）

線）の放射線防護モニタリングに関する諸量の関係を示しが、適用する換算係数は3mm線量当量に適したものにすます。図に示すように実効線量や水晶体等価線量などのる必要があります。換算係数は各実用量に対して定めら防護量は、個人線量当量などの測定した実用量から推定します。眼の水晶体の線量モニタリングに対応する個人

れた計算用のファントムに対してシミュレーション計算を行うことで求められ、ISO4037-3:2019［8］に光子エネですが［6］、現行の1年あたり150 mSvと線量当量はH（3）p

ルギーおよび入射角度の関数として与えられています。

とH （0.07）のいずれか適切いう限度値の下では、H （10）pp表1に放射線防護実用量の導出および校正・試験で用いな方（一般的に大きい方）を水晶体等価線量とすることでるファントムを示します。校正・試験に用いるファント

合理的かつ保守的な評価ができています。しかし限度値

ムは実在のファントムですが、防護量を求めるためのが引き下げられた場合、作業環境などによっては3mm線

ファントムは実際に作ることはできない計算上のファン

及び/またはH（3）′ ）から推定するのがより合
量当量
（H（3）
p

の換算係数を求めるためのファン
トムです。ここでH（3）p

理的なモニタリング方法と考えられる場合も想定できます。原子力規制庁では平成29年度および平成30年度に放トムはこれまでスラブファントムが使われていましたが、ISO4037-3:2019［8］の改訂で、人体の胴体を模擬したスラ

射線安全規制研究戦略的推進事業として、水晶体被ばく

ブファントムではなく、水晶体が位置する人体頭部を模擬

線量の規制に関する研究を実施しました［7］。産総研ではした頭部円柱ファントムが使われることになりました。

この事業の一環として現在国内で確立している1cm線量

換算係数は光子エネルギーおよび入射角度により変およびH（10）*）、70 μm線量当量（H（0.07）
お当量（H（10）
pp

化するため個々のX線照射場に対して求める必要があり）を測定する線量計の試験・校正システムとよびH（′0.07）

ます。産総研ではこれまで空気カーマ標準を供給してきたISO4037-1:2009［9］によるNシリーズの標準場やJIS

およびH（3）′ ）につ同様のシステムを3mm線量当量（H（3）
pいても確立するために試験・校正手法の研究開発を行い

Z 4511:2018［10］によるQIシリーズの標準場のh p（3）おました。本稿では2章でX線、3章でβ線に関して、3mm

よびh （′3）を導出しました。またORAMEDプロジェク2ト［11］の3mm線量当量の試験所間比較で用いられたIEC

するにはX線の強度が強すぎるためMCNPコードによるシ

61267:2005［12］によるRQR線質の標準場についても場

ミュレーション計算で求めました。

およびh′を設定するとともにh （p 3）（3）を導出しました。
RQR線質の場の設定は同規格の管電圧・半価層・均等度とh ′に基づく手法を用いました。X線標準場のh （3）p（3）

2.2 X線の3mm線量当量の校正
個人線量計の校正の場合、表１に示したようなファン

は、単色エネルギー光子に対する換算係数の値と、標準

トムに装着してX線を放射し指示値を得ます。サーベイ

場の光子フルエンスのエネルギー分布スペクトルに基づいて導出します。単色光子の換算係数はEGS5-MPIコー

メータの場合は一般にファントムは使いません。一方照ました。結果を図2に示しましたが、他の報告例とよく一

、H（3）
′ ）
は空気カーマおよび射場の3mm線量当量
（H（3）
p
h（3）
・h（3）
′ から求めます。こうして照射場の3mm線量p
当量と校正対象機器の指示値を比べることにより校正を致していることが分かります。

行うことができます。つまりX線の3mm線量当量の校正

ド［13,14］によるモンテカルロシミュレーションで計算しこうして得た単色エネルギーの換算係数を、照射場のは、1cm線量当量や70 μm線量当量の校正と基本的にはフルエンスのエネルギー分布を考慮して加重平均を取るこ

同様の方法を適用することができます。ただし不確かさとで、上述したX線照射場の換算係数を求めました。フルについては注意が必要です。1cm線量当量換算係数の不エンスのエネルギー分布は半導体検出器による測定によっ確かさは、管電圧40 kV以上の場合は2 %であると考えらて求めましたが、RQR場については半導体検出器で測定れています［10］。しかし3mm線量当量換算係数の場合は必ずしもこれが当てはまりません。また光子エネルギー表1 放
 射線防護実用量の導出および
校正・試験で用いるファントム（

数十keVの領域では換算係数がエネルギーに対して大きく変化するため、規格文書や論文による線質指標ごとの）H p（3）は従来ICRUスラブに対して定義されていたが、ISO4037-

一般的な換算係数を用いるより、個々の標準場のフルエ

3:2019［8］の発行に伴い、頭部円柱ファントムに対する定義を使うことになった。

実用量
換算係数の計算に用いる
ファントム

校正・試験
に用いる
ファントム

個人線量当量（体幹部)
H（10)、
H（0.07)pp

個人線量当量
（水晶体）
H（3）
p

周辺線量当量
方向性線量当量
H（10）* 、H（3）′ 、H（0.07）′

ICRUスラブ

円柱ファントム

ICRU球

装着する部位により・アクリル容器の水ファントム・アクリル製ファントム

ンスのエネルギー分布から換算係数を導出するほうが小さい不確かさになる場合もあると考えられます。

3．β 線の組織吸収線量標準と3mm線量当量の決定・校正
3.1 β線の組織吸収線量標準
産総研では放射線防護測定で用いるβ線の標準として、2009年度よりβ線組織吸収線量をJCSS制度に基づく制度で供給しています。この場合の組織吸収線量とは、

ファントムを使用しない

皮膚組織の深さ0.07 mm（= 70μｍ）における吸収線量（ D t（0.07））で、線量率の大きさとしては、防護レベル（およそ) (Sv/Gy)h '(3;0°2

過力の弱い放射線ですので、放射線安全管理上β線による被ばくでは皮膚の等価線量が重要です。皮膚の等価線

1量を推定する目的で、実用量である70 μm線量当量（H ′0.5）は個人線量計やサーベイメータによって（0.07）、H（0.07）p

0)(Sv/Gy)
hp,cyl(3;0°1 mGy/hから100 mGy/h程度）を扱っています。β線は透

（a）

1.5

1

10

100
1000
Photon energy (keV)は図１において物理量D に相当し測定されます。D（0.07）
t

10000

′
、H（0.07）とは線量当量換算係数によっ
ますが、H（0.07）p2て関連付けられます。産総研が行う校正で対象となる機器

（b）

1.5

はβ線用の薄膜電離箱ですので、放射線防護測定に用いる個人線量計などは、β線用の電離箱を介して国家標準

1にトレーサブルな体系に組み込まれていることになります。
D（0.07）の測定方法は、ISO 6980-1:2006とISO 6980t

0.5
0

図2

1

（

10

100
1000
Photon energy (keV)

2:2004［17,18］による方法が、国際的に広く知られています。これはSr-90/Y-90、Kr-85、Pm-147などの標準的10000なβ線源を用いて標準場を生成し、外挿電離箱を検出器

空気カーマから 3mm 線量当量への換算係数

入射角は 0 度である。
（a）方向性線量当量への換算係数●：本研究、△Behrens［15］（b）個人線量当量（円柱ファントム）への換算係数●：本研究、□Daures［16］）として標準場のβ線吸収線量率を測定する方法です。産総研でもこの外挿電離箱を用いる方法により測定を行って います。ISO 6980-1:2006で はSr-90/Y-90、Kr-85、Pm-147の3種類の核種による線源とそれぞれの線源に対3応するビームフラッタニングフィルタの組み合わせで生エネルギーを低下することが目的ですが、使用する場合

成するβ線場はSeries 1 reference field（シリーズ1標準は線量率が減ること、場が均一にはならないことに注意場）と呼ばれ、β線の放射線防護における計測や校正にする必要があります。産総研では場の均一性は外挿電離

おいて、最も基本的な標準場として扱われています。産箱を用いて測定しています。

総研ではこのシリーズ1標準場に加え、JIS Z 4514:2007

表 2 β線標準場の設定に用いるフィルタ［19］に規定されているアクリル樹脂を使ってエネルギーを低減させたβ線場（減弱場）を開発し、研究や校正に利用することを可能としました。水晶体等価線量を推定

ビームフラッタニングフィルタ

アクリル

ポリエチレンテレフタレート

3 mm、4 mm、
5 mm

50μm、100μm、180μm の
組み合わせ

外見

′3）およびH（3））についてするための3 mm線量当量（H （pエネルギー低減
フィルタからの換算係数は、それぞれの標準場についてD（0.07）
tを求めておくことで対応しています｡

材質 厚さ

3.2 β線標準場
図3の左図にβ線標準場を生成するための照射装置を示します。シリーズ1標準場の場合はβ線照射室に設置されたβ線照射装置（AEA TECHNOLOGY、BSS2）に、
Sr-90/Y-90線 源、Kr-85線源、Pm-147線源と、ビーム

3.3

特定標準器の概要

β線の特定標準器は外挿電離箱（応用技研、C-112A）

フラッタニングフィルタを設置することでβ線標準場を生成します。シリーズ1標準場で用いるSr-90/Y-90線

で［20］、標準場の組織吸収線量率はこの外挿電離箱を源、Kr-85線源、Pm-147線源の公称放射能はそれぞれ、用いて測定しています。基本的な測定原理はγ線の空460 MBq、3.7 GBq、3.7 GBqで、β線 標 準 場 の70 μm

気カーマの特定標準器であるグラファイト壁空洞電離

組織吸収線量率の大きさは、2019年8月の時点でおよそ箱と同様、Bragg-grayの空洞理論に基づいています。

30 mGy/h、60 mGy/h、4 mGy/hです。

主要部は電荷を検出する空洞部分をICRU tissue（ICRU

産総研ではβ線の標準測定に用いる線源として以上の3種類の線源の他に、Sr-90/Y-90線源 公称放射能3.7

組織）と特性が似た物質で囲んだ造りになっていま

GBqとRu-106/Rh-106線源 公称放射能 74 MBqの2種類

アルミニウムを蒸着したポリエチレンテレフタレートを所有しています。これらは減弱場やシリーズ1標準場（PET）の薄膜であり、集電極および保護電極はアクリでカバーできないエネルギーの場の生成に用います。こル樹脂（PMMA）にグラファイトを塗布したもの、空洞

す。すなわち外挿電離箱の高圧電極を兼ねた入射窓はの2つの線源はBSS2用の線源ホルダに装着して保管しての側面はPMMAを用いています。外挿電離箱に特徴的おり、BSS2との組み合わせで容易に使えるようになっなのは集電極と保護電極の部分が、高圧電極に対してています。図3の右図に線源ホルダの写真を示します。

平行な位置を保ったまま高圧電極との距離（ℓ）を変化さ

BSS2はβ線照射装置としては国内外で最も一般的に用せることができる点です。β線は透過力の弱い放射線

いられていますのでBSS2のホルダに既存の密封線源をであるため、空洞理論が成り立つためには空洞の体積装着する方法は、β線の標準測定に限らず他の用途にもをごく微小にする必要があります。しかし体積が小さい

応用できるかもしれません。

ほど電流値は小さくなるため、測定は困難になります。

減弱場用のエネルギー低減フィルタを、外見および厚さなどに関して表2に示します。ISO6980-1:2004による

そこで外挿電離箱による電流測定では、ある程度の空洞体積の条件から電流値の測定を行い、電極間の距離

シリーズ1標準場で用いるビームフラッタニングフィルタを狭めていくことにより電流値がどのように変化していも併せて示しました。エネルギー低減フィルタはβ線のくかを分析するという手法をとります。言い換えると、ある程度の体積がある場合の電流値（I ）を電極間の距離の関数として測定し、体積がゼロの極限（つまり電極間の距離がゼロであり、空洞理論が成り立つ条件）におけ/dℓ］
る電流値の傾き（［d I（ℓ）ℓ=0：ゼロ点外挿電流勾配）を外挿によって決定するという事になります。
β線照射により外挿電離箱内の電荷収集領域で生成し（

図 3 β線照射装置 BSS2と外挿電離箱
左図：Sr-90/Y-90線源によるシリーズ1標準場の写真
専用のビームフラッタニングフィルタを装着している
右図：BSS2用の線源ホルダの外観図

た電子、イオンに起因する電流値（電離電流値）は、振動
容量電位計（川口電機、MMA-II17E）と校正された電圧計の組み合わせによって測定します。電流と同時に気圧・）

気温・相対湿度を測定し、大気条件の補正を行います。
電流値は通常、電極間隔 0.5 mmから2.5 mmまで、0.125 mm

4

ステップで測定し、電極の移動量は、高精度デジタル変位センサ（KEYENCE、AT-010V）で測定しています。

性が確認されるものと期待しています。

4.
3.4 透過関数
β線場の重要な特性の一つに透過関数（transmission

おわりに2011年のICRPによる水晶体被ばく線量の職業被ばく

限度値の引き下げ勧告以降ニーズが高まっている、X線・

function）があります。これはβ線の線量率強度を組織
等価深さの関数として表すものです。Sr-90/Y-90線源

β線の3mm線量当量の決定と校正について述べました。
具体的なモニタリング方法に関しては、原子力規制委員とアクリル3 mm、4 mm、5 mmの組み合わせによる減会や保健物理学会などで眼の水晶体の線量モニタリン

弱場の透過関数を図4に示します。このプロットは外

グ方法のガイドラインの策定が進められているところで挿電離箱の入射窓面のすぐ線源側に様々な厚さのポリす。著者もこの策定に関わっており、放射線作業従事者

エチレンテレフタレート（PET）製のフィルタを設置しの安全を第一に、利用しやすいガイドラインの完成を目て、PETの厚さの関数として電流値を測定することに指しています。

より得ました。PETの厚さは組織等価厚に換算し、電流値は空気の密度で補正しています。図からエネルギー【参考文献】

がより低減されている場の方が、より浅い領域で減衰［1］ ICRP ICRP Publication 103, Ann. ICRP, 37（2-4）

が大きいことが分かります。

（2007）［2］ ICRP ref 4825-3093-1464（2011）

β線の標準測定において透過関数は以下の目的で使わ［3］ ICRP, ICRP Publication 118, Ann. ICRP, 41（1-2）

れます。①基準の深さである0.07 mmに対する各深さにおける相対的な線量率を表す。②空気密度の変化によりβ線（2012）の線量率が変動することを補正する場合に透過関数から補［4］ 原子力規制委員会 意見具申

正係数を得る。③最大残留エネルギーを求める。3mm線量

https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/

当量を導出する場合はまさに①の目的で必要ですし、β線

houshasen/houkoku.htmlの場で試験や校正を行う際は②の目的で必要になります。

［5］ ICRP, ICRP Publication 74, Ann. ICRP, 26（3/4）（1996）

1.2［6］ ICRU, ICRU Report 47（1992）

相対強度

1.0

［7］ 原子力規制委員会 放射線安全規制研究戦略的推

0.8

進事業

0.6

https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/
yuushikisya/kiseikenkyuu/index.html

0.4［8］ ISO 4037-3:2019（2019）［9］ ISO 4037-1:2019（2019）

0.2
0.0
0.01

0.1

1
組織等価深さ（mm）

10［10］JIS Z 4511:2018（2018）100［11］F. Vanhavere et al, ORAMED: Optimization ofRadiation Protection of Medical Staff, ERADOS

図 4 β線場の、組織等価深さに対する相対組織吸収線量率（〇：ストロンチウム線源とアクリル 3mm 厚のフィルタを組み合わせたβ線場▲：ストロンチウム線源とアクリル 4mm 厚のフィルタを組み合わせたβ線場◇：ストロンチウム線源とアクリル 5mm 厚のフィルタを組み合わせたβ線場

3.5）

report 2012-02（2012）［12］IEC 61267:2005（2005）［13］H. Hirayama et al, SLAC Report number: SLACR-730（2005）.
［14］M. Shimizu, EGS5-MPI,https://unit.aist.go.jp/rima/

β線組織吸収線量の国際的な動向

1章で述べたように水晶体の線量限度引き下げに伴い

ioniz-rad/egs5mpi/index.html［15］R. Behrens, J. Radiological Protection 37 354-378

3mm線量当量測定が重要になっていますが、このことを背景にβ線の校正を扱っている国際規格ISO6980シリー（2017）

量機関による国際比較が現在行われています。ISO6980［16］J. Daures et al, Rapport CEA-R-6235（2009）［17］ISO 6980-1:2006（2006）の改訂では3mm線量当量の取り扱いが盛り込まれる予定［18］ISO 6980-2:2004（2004）

ズの改訂と、β線の3mm線量当量測定を含めた国家計

で、角度特性の試験などで必要な線量当量の換算係数も［19］JIS Z 4514:2010（2010）

取り上げられる見込みです。またβ線の国際比較はこれ［20］R. Behrens et al., Metrologia 54（2007）Tech. Suppl.

のみ実施されてきましたが［20,21］、3mm線
までD（0.07）t06003

量当量は初めての実施になります。産総研もこの国際比［21］M. Kato et al., Metrologia 54（2017）Tech. Suppl.

較に参加しており、3mm線量当量においても国際的斉一

06003

5

若

手

職

員

の

声

～ 5年目を迎えて～事業推進部

計測グループ小池蒼

私は 2015 年 4月に入社しました。
入社前は茨城工業高等専門学校で 5 年間化学を学んできました。5 年生の時には、JAEA の方が外部講師として講義に来てくださり、1 年間放射化学を教わりました。放射化学は、有機化学や無機化学等の他の分野と比べてとても難しく、私にとって一番苦手意識のある科目でした。卒業研究では、天然物を利用した機能性材料の開発と、高分子合成を中心に行っている
有機化学系の研究室に所属し、コレステロール誘導体に関する相転移挙動と液晶形成能の評価、研究を行っていました。就
職は、専攻していた分野の有機化学系の会社にと思っていましたが、縁あって放射線計測協会に就職することになりました。
入社後配属された計測グループでは、施設の排気・排水中の 89Sr・90Sr 分析を担当してきました。現在では、海産生物や海底土等の環境試料中の 90Sr 分析、および 239+240Pu 分析、バイオアッセイ分析（放射性物質の体内摂取の有無を尿中の放射能分析により確認する方法）も業務に加わり、日々放射化学分析の仕事に携わっています。バイオアッセイについては、尿を酸分解するときの臭いが強烈で、始めの頃はその臭いに圧倒され鼻栓をするほどでしたが、今ではマスクだけでスムーズに分析ができるようになりました。
放射化学は学生時代の研究とは違う分野の仕事で、苦手意識もあったため入社した頃はこれから先やっていけるかとても不安でしたが、今では放射化学が好きになっています。
学生時代に使っていた放射化学の教科書やノートを仕事中に見返すことも多々あり、今まで学んできたことがとても役に立っています。また、学生の頃から白衣を着て分析をする仕事に憧れていたので、今の仕事ができていることをとても嬉しく思っています。
放射能の分析・測定という仕事は、地域で暮らす人々の生活に直接影響するような重要なものだと思っております。特に、
東日本大震災での福島第一原発の事故もあり、放射能の分析・測定は私たちが安心安全に生活する上で必要不可欠であり、重要な役割を担う仕事だと感じながら日々業務に取り組んでおります。
気が付けば入社 5 年目を迎え、新人という立場ではなくなってきました。これからは私自身のことだけではなく、周りの人の手助けや気配りのできる人になれるよう日々努力し、先輩方とのチームワークを大切に頑張りたいと思います。

一

歩

前

へ

事業推進部

校正グループ佐藤

天斗

私は入社してから5年目になります。最初の2年間は計測グループで放射線管理用試料などの放射能測定業務を行いました。
現在は校正グループに所属しています。
校正グループでは、放射線測定器の点検校正、線量計測素子などの基準照射、放射線測定器などの特性試験を実施しています。
点検校正は、線量率測定器、汚染検査計、電子式個人線量計など主にサーベイメータをお客様から預かり、点検校正を行います。点検作業では、測定器に不具合があればお客様に連絡し、ご要望にお応えして修理も行います。最近は、ケーブル修理も任され挑戦していますが、芯線が細く短いところを半田ごてを微妙に扱ってつながなければならないので苦手な作業のひとつです。これについては、中古品を使って練習し、なんとか合格点をもらうことができました。
基準照射は、読み取り装置が必要な線量計測素子に、依頼された線量を照射する業務なのですが、一度照射してしまうとやり直しがきかないので、照射前に照射条件を複数人で十分に確認して実施していますが、照射するときは、やはり緊張してしまいます。
特性試験は、通常の点検校正とは異なり、お客様から依頼を受けて、使用する線源や線量率などの条件を変えて測定器の指示値を読み取り、線量率特性やエネルギー特性をとる業務です。X 線のエネルギー特性試験では、管電圧とフィルタの組合せを間違えないように基準照射と同じように十分確認しながらやっています。
校正グループに入った頃は、点検校正等の申込内容の確認やお預かりした測定器の不具合について電話連絡するのにも、緊張してお客様との受け答えがうまくできませんでした。その原因は、話し下手ということもあるのですが、やはり、測定器の動作原理や点検校正の内容について、きちんと理解していないことだと思います。
校正グループには、放射線計測についての知識と経験が豊富な先輩方がおりますので、その知識を吸収しつつ、一日も早く追いつけるようにがんばりたいと思います。
皆様の校正依頼、お待ちしております。

6平成30年度事業報告・決算報告
平成30年度事業報告・決算報告の概略を紹介します。（全文は協会のホームページ http://www.irm.or.jpで公開しています。
）

平成30年度事業報告書（概要）
公益財団法人 放射線計測協会（以下、協会と記述）は、
放射線計測の信頼性向上に必要な事業を実施するとともに、その成果の活用及び放射線計測に係る技術教育を行うことにより、原子力・放射線の利用開発の健全な発展並びに安全・安心な社会の実現に寄与してきた。
平成 30 年度は、当協会の公益目的事業「放射線計測の信頼性確保に係る事業」における以下の業務を実施
し、原子力・放射線利用における放射線安全確保に資するとともに、信頼性の高い放射線計測技術の提供と正しい放射線知識の普及に係る活動を行った。
「放射線計測に係る調査 ･ 試験研究及び技術開発」の業務では、東京電力福島第一原子力発電所の事故に関連した放射線計測に係る調査を確実に実施し、また、放射線標準の移行に係る技術的基盤の整備を引き続き実施した。
「放射線計測器の校正、基準照射、特性試験及び放射線・放射能の計測」では、放射線計測に関する専門的知

識・技術に基づき、原子力・放射線関連機関、地方自治
体、産業界等にトレーサビリティのある品質の高い校正サービスを提供した。また、原子力・放射線施設等に関連する試料中放射能の分析・測定、放射線管理計測等の業務を通じて放射線安全確保に寄与した。さらに、福島原発事故に対応した放射線及び放射能測定のニーズに積極的に応えるとともに、事故に関連して導入された放射線計測器の信頼性確保を適切に進めた。
「放射線計測に係る研修及び放射線知識の普及」では、
放射線計測の専門的知識を活用した定期講座及び放射線作業従事者のための教育訓練等を実施するとともに、国、地方自治体等のニーズに即した放射線教育及び体験活動を含む知識の普及活動を実施し、原子力 ･ 放射線の利用における安全・安心に繋げた。さらに、放射線計測に係る専門機関として、関連する最新の技術的知
見の情報共有を図るため、放射線計測専門家会合を開催した。

平成30年度正味財産増減計算書
平成 30 年 4月1日～平成 31 年 3月31日
科
Ⅰ目（単位：円）

当

年

度

前

年

度

増

減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1）
経常収益
基本財産運用益

3,852

2,050

1,802

特定資産運用益12,81011,766

1,044

335,080,986

311,719,734

23,361,252

110,196

1,003,505△ 893,309

335,207,844

312,737,055

22,470,789

306,335,423

298,204,658

8,130,765

事業収益
雑収益
経常収益計
（2）
経常費用
事業費
管理費

25,119,976

24,627,645

492,331

経常費用計

331,455,399

322,832,303

8,623,096

3,752,445△ 10,095,248

13,847,693（1）
経常外収益計495,900

489,100

6,800（2）
経常外費用計14△3495,899

489,096

6,803

当期経常増減額
2．経常外増減の部

当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

4,248,344△ 9,606,152

13,854,496

一般正味財産期首残高

196,610,298

206,216,450△ 9,606,152

一般正味財産期末残高

200,858,642

196,610,298

4,248,344000200,858,642

196,610,298

4,248,344

Ⅱ

指定正味財産増減の部

Ⅲ

正味財産期末残高

7令和元年度 下期研修講座のご案内
講 座 名

開催期間

講 座 の 目 的

第 18 回 10月18日

ゲルマニウム半導体検出器を用いた食品等に含まれる放射能濃度の求め方を理解する。

原子力防災入門講座

第 4 回 10月24日～ 25日

原子力防災活動に必要な放射線（能）に係る基礎知識の習得を目指す。

放射線管理計測講座

第131回 11月18日～ 22日

放射線管理業務の中級程度の知識、技能の習得を目指す。

原子力教養講座

第 32 回 12月11日～ 13日

原子力の基礎的な知識を身につけることを目指す。

第 82 回放射線管理業務の即戦力となる実務者養成を目指す。

放射能測定講座
定 期
講
座

放射線管理入門講座

1月27日～ 31日

放射線業務従事者
教育訓練

法令改正により教育訓練の実施内容が変更となりました。
変更点1：再教育2時間⇒2.5時間
変更点2：放射線障害予防規程（放射線管理手帳に記載の略号：エ）は講義に含みませんので各事業所で受講して下さい。
※初期教育、再教育とも 各月１回 別日程で開催（英語コースは、11月に開催を予定しています。）

講

放射線教育、放射線取扱主任者受験準備講座、原子力防災に係る研修など。

師

派

遣

開催場所：公益財団法人 放射線計測協会 会議室等
募集人員：定期講座 16 名（放射能測定講座 12 名）、放射線業務従事者教育訓練 20 名程度
申込方法：当協会ホームページ http://www.irm.or.jp から直接お申込み下さい。
担
当：研修・普及グループ TEL：029-282-0421（直） 受付時間 9：00 ～ 17：30※参加申し込み状況によっては、講座の開催を中止する場合があります。
※詳しくはホームページを参照またはお問い合わせ下さい。

人
退職（R1.9.30）
事業推進部


事

往

来 （リーダー以上）
異動（R1.10.1）
事業推進部


研修・普及グループリーダー
根本 久

編

集

後

研修・普及グループリーダー
平根 篤志

記

今年の夏も暑かったと感じておられる方も多いかと思いますが、昨今は地球温暖化による気温上昇はもとより種々の自然災害の発生の増加についても懸念が拡がっています。化石燃料の消費削減と再生可能エネルギーの更なる発展に加えて、原子力発電を見直す意見も出てきてはいるようですが、放射線や放射能に対する知識の普及がそのための鍵となるのかも知れません。本号の巻頭言では、正確な放射線知識の普及に係る取り組みについての貴重な経験を語っていただきましたが、当協会もこのような放射線知識の普及に少しでも寄与できるように今後も積極的に取り組んで参りたいと思います。

放計協ニュース No. 64 Oct. 2019
発 行 日 令和元年 10月15日
発行編集

公益財団法人 放射線計測協会〒319−1106 茨城県那珂郡東海村白方白根2−4
TEL：029−282−5546 FAX：029−283−2157
E-mail：kensyuka@irm.or.jp
ホームページ：http://www.irm.or.jp8