PRODUCT LINEUP
試験器・チェッカー類 カタログ

東名通信工業株式会社

メタル線路故障位置探索器
ＦＬ－Ｘｓ

回線モニター用イヤホン

P3

IT & Security

テストホン２Ｒ

P10
ブザー付カードホルダーⅡ

いつもお客様の感動を第一に考えます。
P5
出合試験器２P10ペン型ＬＤ可視光源

P6
デジキャパ

P11
光ＦＴＭキャップ挿抜工具

P7
ＬＩＮＥ探索名人Ｖ２

P11
多機能ツール

P8
スピーカー付イヤホンアンプ

P12
ラチェットルP9P12バッテリ電源装置

Ｂチェッカーぷらす

P9P13メタル線路故障位置探索器 ＦＬ－Ｘｓ
紹介動画

メタル回線の障害分析と故障位置の探索を安全かつスピーディーにできます。
・ 回線試験 [ 絶縁抵抗・静電容量・電圧 ]により、不良状態を自動判定し、記録も自動保存できます。
・ パルス測定（ＴＤＲ）機能にて、故障位置探索（0～12km）ができます。
・ 絶縁不良測定（ＲＦＬ）機能にて、故障位置探索（0～20MΩ、0～35km）ができます。
・ 設備連携により区間設定データが自動投入できます。
・ 測定結果画面の画像データ出力（画面コピー）ができます。

測定器構成＜屋外イメージ＞＜設備室イメージ＞

タブレット
装置本体
（測定部）

Wi-Fi

故障例

ＭＨ
♯13ＭＨ
故障例

♯2

故障例：断線・地気・絶縁不良・自己混線 等メインメニュー回線試験

ー回線の絶縁抵抗、静電容量、直流電圧を測定します。

ＴＤＲ測定

ー

断線・自己混線の故障位置を測定します。

ＲＦＬ測定

ー

自己混線・絶縁不良・地気の故障位置を測定します。

ループ確認

ー

目的の回線をショートすることにより、画面と音にてループを確認できます。

回線試験
目的回線の絶縁抵抗・静電容量・電圧を、各々 L1-L2間、L1-E間、L2-E間にて測定し表示します。 測定した結果から、不良状態を自動判定し、最適な試験方法へ導きます。
直流電圧
抵抗測定電圧回線
測定仕様 抵抗測定
容量測定

0～±100V
20Vもしくは100V(設定による)
0～1000MΩ
0～5uF

ＲＦＬ測定
ホイットストーンブリッジ方式を利用し、地気・絶縁不良・自己混線等の故障点を探索します。
異なる心線径は、20区間までデータ投入できます。精度の高い故障距離測定が可能です。(不良線の絶縁抵抗値20ＭΩまで測定可)
故障抵抗0～1000MΩ

ループ抵抗0～100KΩ

RFL
RTF
測定仕様
最大測定電圧測定モード

0～5kΩ
20Vもしくは100V(設定による)
良線1本法、良線2本法

ＴＤＲ測定
パルス方式にて、断線・地気・絶縁不良等の障害位置を波形で表示します。
反射波形の立ち上がり、立ち下がりを始める箇所にカーソルを合わせ、障害点の距離を表示させます。
距離レンジ

0-12000m/カスタム

パルス電圧

5V～45V

伝播速度

0.40～0.99

TDR
利得
測定仕様
パルス幅
測定モード

1/15、1/5、1、3
20ns～2.4us
シングル測定、比較測定（同時表示、差分表示）、連続測定、メモリ比較

外形

外形

バッテリー

測定器充電器用ＡＣアダプタ

W170 x H280 x D60 mm

1.6kg

リチウムイオンポリマー電池
連続使用時間：約7.5時間
充電時間：約4時間

定格入力 ＡＣ100Ｖ～120Ｖ 50/60 Hz 1A
出力電圧 DC20V 2.0A

製品構成
・測定器本体・測定用ケーブル（黒・赤・青・黄・緑）約2m 各1本
・ストラップケーブル 1本・試験コード接続アタッチメント 1個・測定器充電用ACアダプタ 1個

オプション
・専用タブレット 1台
・専用タブレット用ケース 1個・タブレット用充電アダプタ 1個
・有線接続ケーブル 1本・アルミケース 1個

・専用ソフトケース（測定器用）・防水タブレットケース

4テストホン２Ｒ
紹介動画

通信工事での回線開通試験・故障復旧作業など小型軽量のハンズフリータイプで安全かつ効率的にできます。
出合試験・打ち合わせのほか、発振器が内蔵されていますので、メタル心線対照としてもご利用できます。
（800ヘルツの連続音と断続音の送出）

通話距離ブランチ接続

空線（ 2W / 4W ）で10ｋｍ長距離送受信が可能です。

1ｋｍ内なら15台のブランチ接続もできます。

選べる送受器

ヘッドセット単体

外形

W70 x H145 x D28 mmイヤーセット単体

オプション

タイピンセット単体

重量

電源240g

単三電池 4本
外部DC電源オプション

・ヘッドセット単体
・イヤーセット単体
・タイピンセット単体

5

腰ベルトへ装着可能

・クリップコード 赤 / 黒 各2m
・DC電源アダプタ（ACアダプタ）

クリップコード電源アダプタ

製品構成
テストホン２R（H） ： テストホン２R本体 ＋ ヘッドセット単体
テストホン２R（E） ： テストホン２R本体 ＋ イヤーセット単体
テストホン２R（T） ： テストホン２R本体 ＋ タイピンセット単体※ 全てのセットにクリップコード 赤 / 黒 各2m、専用ケース 付属
静電容量
２線式時のインピーダンス ・ ・ ・ 600Ω±120%増幅器の利得（MON） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 40dB以上
最大出力 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 23dBm以上
４線式時のインピーダンス（MON）・ ・ 10KΩ以上
増幅器の無信号時電流（MON）・ ・ ・ ・ 7mA以下

出合試験器２製品ページ

通信施設の保守・開通試験工事現場における出合試験・打ち合わせを簡単に行うことができます。
携帯電話が普及した現在も、出合試験・打ち合わせに使われています。
携帯電話の持ち込みを禁止されている現場での工事をする等様々なシーンでご利用いただいています。

ハンディタイプ

壁掛けフック付き

通話距離空線（ 2W / 4W ）で10ｋｍ長距離送受信が可能です。

オプション

パネルや架のＧＮＤ端子や脚立などに掛けられます。

ヘッドセット単体

クリップコード

外形

重量

電源

製品構成

W55 x H235 x D66 mm

350ｇ

単三電池 4本出合試験器２
クリップコード 赤 / 黒 各2m

ＡＣアダプタオプション

静電容量・ヘッドセット単体
・クリップコード 赤 / 黒 各2m
・出合試験器用 ACアダプタ

２線式時のインピーダンス ・ ・ ・ 600Ω±120%増幅器の利得（MON） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 40dB以上
最大出力 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 23dBm以上
４線式時のインピーダンス（MON）・ ・ 10KΩ以上
増幅器の無信号時電流（MON）・ ・ ・ ・10mA以下

6デジキャパ
紹介動画

メタル回線の静電容量を測定できます。
引込線の撤去やRSBMからの試験も簡単にできます。
測定前には回線の電圧も検知しますので、話中等の確認が同時にでき安全です。

外観

測定画面、機能

持ち運びに便利な
ストラップ用リング

静電容量測定電圧検知

ランプで注意喚起

測定前に電圧検知

ループ確認

話中確認

ランプとブザー音

話中のときは測定しないので安心

下2ケタ表示ピィー
ループのブザー音

外形電源

電源

製品構成

W76 x H135 x D27 mm

215ｇ

単三電池 2本

・デジキャパ・ワニグチコード機能・ 測定範囲
静電容量： ０～５μF（０．１μF ≒ ２ｋｍ）
電圧 ： －７０～＋７０V ※話中確認機能あり
・ ループ確認（L1－L2間）
ランプとブザー音

7オプション
・200U試験コード
・２５８用試験コード
・シリコンカバー・２５６用試験コード
・４０A試験コード

静電容量・ 測定値をデジタル画面表示
・ ＬＥＤランプ表示
測定値０．３μＦ超のとき、ランプ１つ点灯
測定値１．０μＦ超のとき、ランプ２つ点灯※ 残置電話機やコンデンサー付きモジュラーの有無の判別可能

ＬＩＮＥ探索名人 Ｖ２
紹介動画

メタル回線の各種回線試験【絶縁抵抗試験】【静電容量試験】【電圧試験】が一人で容易に出来ます。
不良心線探索試験等には各種の測定器を繋ぎかえて２人１組で測定を行って来ましたが、全てこの１台にお任せ下さい。

メーター表示、操作部

繋ぎかえが不要、１台で各種試験が可能に

静電容量 0.3μF

静電容量

絶縁 2.0MΩ

絶縁抵抗
電圧 50V

直流電圧

接続コードをL1、L2、Ｅに接続したままレバー操作で、絶縁抵抗試験、静電容量試験、電圧試験を本製品１台で実施できます。
測定切替

外形電源

電源

W92 x H175 x D58 mm

500ｇ006Ｐ型
アルカリ電池９Ｖ １個

機能・線間、対地間 絶縁抵抗試験
・線間、対地間 静電容量試験
・線間、対地間 電圧試験

・両線断線、片線断線確認
・自己混線確認・外来負電流（他混）確認

製品構成
・ＬＩＮＥ探索名人Ｖ２・本体用ケース
・ショルダーストラップ

・回線接続コード 2本（黒・赤 各1本）
・アース接続コード 1本（緑）

絶縁抵抗

静電容量

電圧試験

０～５０ＭΩ
（試験電圧ＤＣ１００Ｖ）

０～１．２μＦ（０．１μＦ ≒ ２ｋｍ）

DC 0～100V

8

スピーカー付イヤホンアンプ
紹介動画

屋外や室内空調が併設する作業場内で騒音によりイヤホンでは聞き取りにくい場合、ブレスト等の音声を増幅し聞き易くします。
内蔵スピーカーによりイヤホンなしで複数作業者でも、安全・確実な作業が可能です。

外形重量

電源

Ｗ130 × H40 × D25 mm

200g

単三電池 ２本

端子
φ３．５モノラルイヤホンプラグ １ｍ
φ３．５モノラルイヤホンジャック

Ｂチェッカーぷらす（ブザー付極性チェッカー）紹介動画

従来のＢチェッカーにプラスして着信確認が出来るようになりました。
極性をLEDランプの点灯で確認できます。
配線工事のトラブル解消チェッカーです。
極性判定及びマンション等における構内配線の配線対照作業に用いるものです。

外形重量

電源

Ｗ40 × H77 × D21 mm

50ｇ

リチウム電池ＣＲ2032 1個

極性判定機能（Ｌ１ / Ｌ２、Ｌ３ / Ｌ４）
極性によってランプ点灯
L1(＋) 、L2(－) ：緑
L3(＋) 、L4(－) ：緑

L2(＋) 、Ｌ１(－) ：赤
L4(＋) 、L3(－) ：赤

ブザー送出機能
L1、L2（ワニグチクリップ、モジュラー）に５００Ｈｚの断続信号を送出し、同時にブザーが鳴動します
ブザー受信確認機能
Ｌ１，Ｌ２に信号を受信したときにブザーが鳴動します
着信確認機能公衆網からの着信があったときにランプが点滅します9

回線モニター用イヤホン
回線（専用線・電話回線）の工事・保守に役立ちます。
回線の状態を、音で総合的に判断するために用います。
3KΩ以上の高インピーダンス特性のため、イヤホン部分がショートしても回線に影響を与えないので安心です。
ディスチャージ回路、インピーダンス補償回路を持つため、コンデンサ特性が無視できます。
軽量小型で無電源で動作します。

携帯性に優れたソフトケース

ブザー付カードホルダーⅡ（２枚入れ）
紹介動画

カード使用時にメロディが鳴り、カードの戻し忘れによる紛失を防止して情報セキュリティの向上を図ります。
肌身より離すことなくカードを安全に管理できます。
ストラップ付き / ストラップ無しの２種類があります。

外形

重量

電源

Ｗ89 × H59 × D13 mm

36.5ｇ

ボタン電池
ＣＲ1220 1個

材質

使用可能カード

ポリカーボネート

85.6 × 53.98 × 0.76 mm
ISO / IEC 7810 ID-1規格

10ペン型ＬＤ可視光源
製品ページ

光ファイバーの断線箇所・ペンディングロス・多チャンネル時の導通確認に使⽤します。
光ファイバーの新設・撤去⼯事及びトラブル時の切り分け等に、最適なチェックツールです。断線箇所の探査は連続（CW）光で行い、対照検出は点滅（Pulse）光と切り替えができます。
ペンを握る位置にあるボタンで、点滅光・連続光の切り替えができます。

外形重量

電源

170 × φ13.5 ｍｍ88g

単四電池 ２本

本体接続光ポート
2.5ｍｍフェルール（ＳＣ / FT / ST）※ＭＵ、ＬＣコネクタは、変換アダプタを用いることで対応できます(別売り）
・SC/MUアダプタ
・SC/LCアダプタ

光出力

波長

レーザークラス

動作温度

5ｍW以下

650nm

Class 2M

0～40℃

保管温度

ファイバ接続時の出力-20～60℃

シングルモードファイバー使用時0.5ｍW以上
光視認距離

約7km（接続点や分岐点なしのノーマルSMファイバー使用時）
種類・ペン型可視光源
Ｈｉ－ＦＯＣ－Ｎ
Ｈｉ－ＦＯＣ－Ｍ（ＭＵ変換アダプタ付）
Ｈｉ－ＦＯＣ－Ｌ （ＬＣ変換アダプタ付）
Ｈｉ－ＦＯＣ－ＭＬ（ＭＵ／ＬＣ変換アダプタ付）
・ＳＣ / ＭＵアダプタ
・SC / LC アダプタ

光ＦＴＭキャップ挿抜工具
製品ページ

光ＦＴＭ設備で、コードが密集していても光コードを損傷させずに挿抜できる工具です。
ナット対辺寸法１７ｍｍにトルク機能（30Ｎ／ｍ）付きです。
落下防止用リング付き。持ち手部分に滑り止め加工しています。

11外形

重量

箱入数

Ｗ15 × H170 × D6 mm

12g

10本

使用事例

挿抜対応キャップ種類

多機能ツール
製品ページ

傾斜角７度の判定、支線角度・支持線径の測定、支線カバーの留具外しができる多機能角度計です。
ポケットに収まる大きさです。
クリップにより支線に用意の取付可能です。

ラチェットル

外形

重量

材質

W145 × H160 mm

135g

アルミ板
（A5052）

傾斜角度計

支線角度計

支持線径

支線カバー外し

特許第5959397号

万能型ラチェットに「ON / OFF」の切替え可能なトルク機能を付加した万能型ラチェットです。
ナット対辺寸法１７ｍｍにトルク機能（30Ｎ／ｍ）付きです。
落下防止用リング付き。持ち手部分に滑り止め加工しています。

外形

重量

W83 × H277 × D38 mm820g

トルク値

ナット対辺寸法

30N ・ m17 ・ 19 ・ 24 ｍｍ

ラチェット&トルク機能
ラチェットとトルクレンチの２本を所持する必要が無くなります。

トルク機能のＯＮ / OFF

OFF

トルクキャンセルグリップを回すことでトルク機能のＯＮ / OFF ができます。

ON

12

バッテリー電源装置
製品ページ

大容量バッテリと高出力インバータを搭載した、環境に優しい移動用電源装置です。
エンジン発電機のように大きな騒音、排ガスを出すことがなく、ガソリンの補給も必要ないため、火災等の心配もありません。近隣住民が多いところや夜間の施工、ＢＣＰの一躍に。

大容量 ・ 高出力操作部※ 利用イメージ

出力はＡＣ１００Ｖ（２口）、ＤＣ１２Ｖ（２口）あります。

消費電力１００Wの機器で、最大２０時間の連続使用が可能です。定格出力1500Ｗインバータ搭載。業務用機器も安心して使用可能です。
その他機器の持続時間は弊社ＨＰに掲載しています。
マンホール内での作業時に、ＬＥＤ投光器や送風機等に活用できます。

13外形

電源出力

内蔵バッテリーバッテリー容量

W490 x H668 x D575 mm

65kg

・ＡＣ100Ｖ（2口）
・ＤＣ12Ｖ（2口）

リン酸鉄型
リチウムイオンバッテリー

12.8Ｖ 200Ａｈ（2400Ｗｈ）

寿命

交流波形

保護回路

低電圧保護

防水性能

自己放電率

充放電
1500回程度（80％放電）
約5年

正弦波（歪率3％以下）

低電圧・過電圧・過負荷・
過温度・過充電・過電流にて遮断

バッテリ電圧１１．５Ｖ以下で負荷を遮断
12.5Ｖ以上で復帰

防雨仕様（強風雨時は使用不可）

約3％ / 月 未満

製品づくりのコンセプト
通信回線の保守業務効率化を実現
作業効率の向上
無駄を省いて、安全性も向上

業務効率化
スキルフリー化
経験が浅い若手社員でも使えるスキルアップツールとしての利用

スキルフリー

更改・増備
既存試験器の更改、増備に最適
多くの試験方法があり、使い勝手が良い
日本製品のため使いやすい

現場主義
現場目線、現場意見を反映
現場での利便性とコスト意識
改善、改良にて長く利用される製品

会社概要

名称東名通信工業株式会社

代表者

代表取締役社長 波多野 佳明

創立

昭和46年（1971年）2月

資本金5,000万円

許可建設業種一般建設業（電気工事業、電気通信工事業）

認証資格

ISO9001 ISO14001 ISO27001

事業内容

通信機器／コネクタ：開発製造、販売事業

セキュリティシステム

：開発製造、販売、保守事業

モバイル周辺：開発製造、販売事業

通信機器：修理、再生、検証事業

14スマートフォンでの商品検索を便利に。
ＱＲコード読み込みで製品紹介ページへご案内！

販売代理店

製造元

東名通信工業株式会社
本社・工場〒492-8274
愛知県稲沢市天池光田町１００-３

TEL 0587-23-3534（営業部直通）
FAX 0587-23-5944
東京営業所〒101-0033
東京都千代田区神田岩本町1番地 峯岸ビル7F

TEL 03-3253-7655
FAX 03-3253-7656
ホームページ

http://www.tomei.co.jp

2020改定版
2021.05.500● 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。