EMF123 型 Ｘ線 スペクトロメータ

本器は5~200keVのX線を0.2keVごとに分割した光子数スペクトルや線量スペクトルを測定する装置です。
イオンチェンバを用いた線量計と併用することで被ばく線量最適化の研究に役立ちます。

特長
CdTe半導体検出器は122keVにおいて半値幅１.5％の高分解能を達成
PCへUSBケーブルを接続するだけの簡単さ（その他に専用ACアダプタからのDC電源接続が必要）
CdTe、ペルチエ電子冷却器、高圧電源、デジタルパルスプロセッサ、MCAを一体化した小型検出器
X線管のスペクトル測定に最適な口径0.025〜1.6mmの精密な純タングステンコリメータをセット
Windows対応MCAソフトとレスポンス補正・線量計算ソフトを加えたセットで販売しています
付属の90度散乱体を使用し得た90度散乱スペクトルを直接線スペクトルへ再構成することが可能

用途
一般X線撮影装置、C T、マンモグラフィーなどの被ばく線量最適化に向けた研究・開発用
診療放射線技師養成課程におけるX線スペクトルと線量の関係の学習・実験用仕様
X線測定エネルギー範囲：5keV〜200keV
コリメータ板：純タングステン製［直径：18mm

厚さ：2mm］（口径0.025mmのみ厚さ1mm）

コリメータの口径：0.025、0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.6mm（0.4〜1.6mmのコリメータは2枚ずつ付属）

製品構成＜システム一式＞
EMF123- 0型CdTe放射線検出器
EMF123-1型コリメータセット
EMF123-3型レスポンス補正ソフト
データ処理用ノートパソコン
EMF123-4型電動2軸ステージ または EMF123-5型手動2軸ステージ（いずれも大型三脚含む）
アルミケースEMF123 型 Ｘ線スペクトロメータ

01

EMF123-0型CdTe放射線検出器
手のひらサイズの小型Ｘ線・γ線検出器。
（幅147㎜ × 奥行26㎜ × 高さ68㎜）
5×5×厚さ1m m の C d Te 半 導 体 素 子 は12 2 k e V に お いて
半 値 幅１. 5 ％ の 高 分 解 能 を 達 成 。
PCへUSBケーブルを接続するだけの簡単さ。
（この他、専用ACアダプタからのDC電源接続が必要）
Cd Te検出器 、2段ペルチエ電子冷 却器 、高圧電源、デジタル
パルスプロセッサ 、 MC Aを一 体化
X線管のスペクトル測定には専用のコリメータセットをご使用下さい。
（型名:EMF123-1型）
Windows対応MCAソフトを標準添付。レスポンス補正・線量計算ソフトを用意しています。
（ 型名:EMF123-3型）

EMF123-1型コリメータセット
本器はフルエンス率の高いＸ線束を毎秒1万カウント以下に絞り込むためのコリメータです。

純タングステン製コリメータ

レーザーポインタ

90度散乱体CT用散乱体コリメータセットの仕様
コリメータ板の材質

純タングステン（ 純 度 9 9 % 以 上 ）コリメータ板の大きさ

直径18 mm 、厚さ2mm。但し口径 0.025mmは厚さ1mm。

口径及び個数

0.025mm：1個
0. 8 mm：2個

コリメータ本体の構造

0.05mm：1個0.1mm：1個

0. 2mm：1個

0.4mm：2個

1.6mm：2個コリメータ板を36 mm間隔で2枚 、または17mm間隔で3枚を同 軸上に配置。
検出器 固定部は三 脚に固定できるねじ穴を装 備 。
コリメータ板 固定部は検出器 固定部へ 取付け取 外しできる構 造 。

コリメータ本体の材質

真 鋳（ 厚さ10 mm以 上）

その他の付属品

アルミスペーサ：5個

Ｏリング：1個

レーザーポインタ：1個

グラファイト製散乱体(C T用及びマンモ・一 般 撮 影用)：各1個
アルミキャリングケース：1個

コリメータ類 収 納 用プラスチックケース：1個

EMF123 型 Ｘ線スペクトロメータ

02

EMF123-3型レスポンス補正ソフト
本製品はEMF123-0型CdTe放射線検出器とEMF123-1型コリメータセットを用いて測定された、誤差を含むX線スペクトルデータを補正して、検出器に入射したと思われる真のX線スペクトルを求めるためのWindows対応の補正ソフトです。
補正されたX 線 光子数スペクトルデータに管電圧、管電流、照射時間、コリメータ口径の情報を加えそれらのデータから0.2keV幅のチャンネルごとに照射線量(C/kg)、空気カーマ(Gy)、1cm線量当量(Sv)、3mm線量当量(Sv)、70μｍ線量当量(Sv)の線量スペクトルを求めることができます。
これらの線量スペクトルデータは5keV〜200keVの範囲をカバーしています。
本製品はCdTe検出器に入射するX線をストリッピング法を用いて補正しています。
このソフトは元・大阪大学医学部保健学科准教授の松本政雄様からご指導頂き当社で開発しました。

X線スペクトル測定例
左のグラフで 赤く塗りつぶされた部分 が 補正後 の光 子 数スペクトルで、紫 色の 線 が 補正前の光 子 数スペクトルです 。
エネルギーが高くなるほどCd Te検出器 をそのまま通り抜けて行く光 子の 割 合 が 増 えま すので 、そ れらの 補 正と 光 電 効 果 を 起 こした 光 子 のエネルギーの 一 部が検出器 の外部へエスケープする割合を計算し補正しています 。
直接 線スペクトルの補正のほか、グラファイト散乱体で 90度 方向へ散乱させたX 線を測定しそのデータからクライン−仁科の式を用いて直接 線スペクトル へ逆 算するソフトも備えております 。

EMF123 型 Ｘ線スペクトロメータ

03

EMF123-4型電動2軸ステージ
本器はEMF123型Ｘ線スペクトロメータに用いる電動式の2軸微調整装置です。
コリメータ方向角度の調 整には0.02°以 上の高い分 解 能 が必要です。カメラ三脚の雲台では精密な方向調整は困難ですが本器を用いると容易に行えます。電動式のためＸ線操作室から遠隔操作が可能です。
照射中に最大カウントレートを示す方向を探る事で正しい方向がすぐに見つかり、作業能率を飛躍的に高められます。
本器の上にコリメータの本体部分が取付けられ、本器の下に三脚取付け用のネジ穴（1/4W 20）が設けられています。
（写真上部のコリメータ本体と検出器を除いた部分が本器です。
写真の他に２軸モータードライバ、接続ケーブル１式が付属しています。）

EMF123-4型電動2軸ステージの仕様
大きさ

幅131mm×奥行70mm×高さ86.5mm（突起部を除く）

垂直軸分解能0.001°

水平軸分解能0.005°

EMF123-5型手動2軸ステージ
本器はEMF123型Ｘ線スペクトロメータに用いる手動式の2軸微調整装置です。
コリメータ方向角度の調 整には0.02°以 上の高い分 解 能 が必 要です 。
カメラ三脚の雲台では精密な方向調整は困難ですが本器を用いると容易に行えます。
本器の上にコリメータの本体部分が取付けられ、本器の下に三脚取付け用のネジ穴（1/4W 20）が設けられています。
（写真上部のコリメータ本体と検出器を除いた部分が本器です。）

EMF123-5型手動2軸ステージの仕様
大きさ

幅76mm×奥行60mm×高さ67mm（突起部を除く）

垂直軸分解能0.001°

水平軸分解能0.005°（2023年4月7日更新）
上記内容の一部は予告なく変更される場合があります。

ＥＭＦジャパン株式会社 https://www.emf-japan.com＜本社／技術研究所＞ 〒671-1226 兵庫県姫路市網干区高田381
TEL：079-262-6773 ／ FAX：079-262-6774