光ファイバカッタ*1 心線数、被覆径にあった専⽤のファイバホルダが必要となります。単心⽤アダプタは全型式に付属します。
*2 単心アダプタ使⽤時です。
*3 ファイバホルダを使⽤し、ホットジャケットリムーバ JR-6 で被覆除去したファイバを使⽤した場合です。⼯法によりファイバ切断⻑は変わります。
*4 24 箇所／１周。
*5 当社基準により、常温にて、Panasonic 製 CR1220 使⽤の場合の、電池一個あたりの表⽰可能回数の目安です。使⽤環境、使⽤電池により表⽰可能回数は異なります。電池交換してもカウント値は消えず最大 99,999 回まで表⽰可能です。適宜リセットが可能です。リセットしても積算値が記録されます。
*6 突起部は除きます。
*7 切断刃の寿命は保証値ではありません。使⽤環境により異なります。
*8 -FC/-MC タイプは電池が内蔵されておりますので涼しいところで保管して下さい。低温、⾼温⾼湿環境下での動作、保管は電池容量が減少し表⽰回数が少なくなる恐れがあります。

FC-8R
取扱説明書

OMJ1326009B

安全にお使いいただくために当社製品は安全を十分考慮して設計されています。しかし間違った使い方をすると、事故や製品の故障につながる恐れがあります。事故を防ぎ、安全にお使いいただくために次のことを必ずお守り下さい。

警告

この注意を守らないと、ケガの原因や本製品の本来の性能を発揮出来なくなることがあります。

注意

警告

注意

構成品

この警告を無視して誤った使い方をすると人が死亡または重傷を負う可能性があります。

1. 結露時、⾬の中のご使⽤はしないで下さい。火災、故障、感電の原因となります（-FC/-MC のみ）。
2. カウンタ⽤リチウム電池の発熱、破裂、発火を防ぐために以下のことをお守り下
さい(-FC/-MC のみ)。
・充電、ショート、分解、加熱、火中投入の禁止、他の⾦属や電池と混ぜないこと。
・破棄や保存はテープなどで巻きつけて絶縁する。
・⻑期間使⽤しないは電池を取り外し、テープなどで巻きつけて絶縁する。
・電池は乳幼児の手の届かないところに置く。飲み込んだ場合は医師に相談する。
・+-を正しく入れる

品名
光ファイバカッタ *1単心アダプタ *2
収納ケース
取扱説明書 *3
清掃⽤ブラシ
六角レンチ
携帯⽤ストラップ

型式FC-8R-*
AP-FC7CC-8RH
OMJ1326009－－－*1 製品仕様（型式）により異なります*2 取付け⽤ネジ１個添付*3 取扱説明書は最新版のものが添付されます。

数量
1111111位別個式個

数量
111オプション / 消耗品
品名
単心アダプタ ※1
ファイバ屑入れ ※2
リチウムコイン電池 ※3

1. ファイバ加傷⽤の切断刃は鋭利なため絶対に素手で触らないで下さい。怪我をする恐れがあります。また、切断刃が欠けるとカット性能が損なわれます。刃先に物を当てないようにご注意下さい。
2. 光ファイバおよび光ファイバ屑は⼩さく、先端が鋭利です。指に指す、目に入ると怪我をする恐れがありますので、取扱いには十分注意して下さい。
また作業中は保護メガネを着⽤下さい。
3. 機器はヒビや破損した状態で使⽤しないで下さい。怪我の恐れがあります。
4. 精密機器の為、叩いたり落としたりすると（強い衝撃を与えると）怪我の原因やカット性能が損なわれる可能性がありますので取扱いにご注意下さい。
5. 使⽤後はファイバ屑を廃棄し、収納ケースに入れて下さい。
輸送時にファイバ屑が漏れ出す恐れがあります。
6. ストッパーレバーが下がっている状態でカッタスライダを押さないで下さい。
7. ⾼所で使⽤する場合は、ストラップを利⽤して落下防止に配慮して下さい。
8. 光ファイバ屑及びリチウムコイン電池は専⽤の廃棄場所に捨て、一般のゴミと分別して下さい。
9. 機器の分解や注油等は故障の原因となります。絶対に⾏わないで下さい。
10.カッタスライダ（切断刃をスライドさせる）を動かす場合は必ずカバーロックを外し、カバーを開けた状態で使⽤して下さい。カバーが閉じた状態のまま動かすと故障の原因となります。また、保管時のようなカバーが閉じた状態の際にカッタスライダ部に負荷をかけないようにして下さい。
※各部の名称は「2.各部の名称と機能」を参照下さい。
11.⾼温・⾼湿下の使⽤、保管は故障の原因となるため避けて下さい。
12.切断刃と本体を固定する刃固定ネジの取り外しは絶対に⾏わないで下さい。
13.収納・輸送時は必ずカバーのロックをかけて下さい。
14.機器が故障した場合や異常が発⽣した場合には、分解せず弊社サービス窓⼝までお問い合わせ下さい。

位別台個個部
本
本
本

型式
AP-FC7
TR-FC8RCR1220※1 標準で添付しております（取付け⽤ネジ１個付き）。全型式共通。
※2 10 個単位での販売となります。全型式共通。
※3 市販の電池をご使⽤出来ます。家電量販店等でご購入下さい（-FC/-MC タイプのみ）。
（注）切断刃の交換は保守サービス部門にご返送頂くようにお願い致します。

2. 各部の名称⑬⑭⑫①⑪⑩

1. 製品概要⑨②⑦⑧③仕様
FC-8R-F

適⽤ファイバ

FC-8R-M

材質石英系ガラス

クラッド径125μｍ

心線数 *1

単心〜12 心テープ

単心線被覆径 *1250μｍ、900μｍ

FC-8R-FC

FC-8R-MC⑮①カバー

カバーの開閉動作に連動して切断、屑回収動作が⾏われます。

テープ心線厚み*1 0.25〜0.4ｍｍ
ファイバ切断⻑

単心線 *2250μｍ︓6〜20ｍｍ
900μｍ︓10〜20ｍｍ
メカニカルスプライス︓25mm (-M/-MC のみ)

テープ心線 *310ｍｍ

切断刃⾃動回転機能 *4

切断回数カウンタ②ロックレバー

カバーを閉じた状態で保持するためのレバー。

③回転切替レバー

切断刃の回転の有無を切り替えるレバー。

④カバー開閉角度切替レバーあり（常時回転、固定の切替可）

電源
表⽰可能回数 *5⑥―

組込―リチウムコイン電池 CR1220
（市販品）

―

約 60,000 回

カバー開閉角度切替機能あり（大/⼩ 2 段階切替可）

寸法 *658(W) × 98(D) × 49(H) mm質量約 260ｇ

切断刃の寿命 *7

60,000 心（2,500 心ｘ24 箇所）

動作環境 *8

温度︓-10℃〜50℃ / 湿度 RH95%以下（結露なし）

保管環境 *8

温度︓-40℃〜80℃ / 湿度 RH95%以下（結露なし）

カバーの開閉角度を切り替えるレバー。

⑤ファイバ屑入れ

切断した光ファイバ屑を収納します。

⑥ストラップフック

ストラップを固定するためのガイド。

⑦カッタスライダ
切断刃を動かすガイド。

⑧クランプ

光ファイバを把持するゴム。

1⑤④⑨カウンタ(-FC/-MC のみ)
切断回数を表⽰⑩ホルダステージ

ファイバホルダ及び単心アダプタを搭載するステージ。

⑪ロック爪

ファイバホルダをロックするツメ（M タイプは分割式）。

⑫ストッパーレバー

カッタスライダを動作させるレバー⑬切断刃

光ファイバを加傷する刃。

⑭枕

加傷したファイバを切断するためのゴム。

⑮単心アダプタ(付属品)
単心ファイバ⽤のガイド。

３. 操作方法(5)「カバー」を開くとファイバ屑が回収され、カットが完了します。ファイバホルダを「ホルダステージ」より取り出します（単心アダプタの場合はファイバを取り出します）。

(1)「ロックレバー」をスライドさせてカバーを開きます。
カバー上部を軽く押さえ、左右の「ロックレバー」を持ち、同時にホルダステージ側へスライドさせます。左右の「ロック確認表⽰（赤）」が完全に⾒えなくなるまで移動させます。

(6)作業完了後は「ロックレバー」をスライドさせてカバーをロックします。
カバーを閉じた状態で左右の「ロックレバー」を持ちファイバ屑入れ側へスライドさせます。左右の「ロックレバー」が動かなくなるまでスライドさせ、「ロック確認表⽰（赤）」が完全に⾒えることを確認して下さい。

手順１

手順１
ロック確認表⽰（赤）手順 2

ロックレバー（左右）ロック確認表⽰（赤）ロックレバーの片側のみを持って動作させると開きにくいことがあります。
注意注）ロック確認表⽰

手順 2(2)「カッタスライダ」をカチッとロックされる位置まで押し込みます。

（赤）が完全にロックレバー（左右）⾒えていない。

片側のみを持って動作させた場合やロックレバーが完全に奥までスライド注意

されていない場合、収納時や輸送時にカバーが開き怪我をする恐れがあります。

4. 各機能の説明

カッタスライダ・切断刃に触れないで下さい。

カバー開閉角度切替機能

注意

使⽤の状況に合わせてカバーの開閉角度を切り替えることが可能です。主に片手操作時や単心ファイバ切断の際は「カバーを⼩さく開く」、卓上でのご使⽤時やテープ心線の切断、清掃時などは「カバーを大きく開く」でご使⽤されると便利です。出荷時は「カバーを⼩さく開く」に設定されております。
「開閉角度切替レバー」をスライ カバー開閉角度切替レバー
ドさせる場合は必ずカバーを閉じた状態で⾏って下さい。

(3)「ホルダステージ」にファイバホルダをセットします（単心アダプタの場合は任意の切断⻑に合わせてファイバをセットし手で押さえます）。
＜ファイバホルダ＞＜単心アダプタ＞

カバーを⼩さく開く（約 30°）(出荷時設定)
φ0.9

φ0.25

「カバー開閉角度切替レバー」をレバーの△部と本体の▽表⽰が合う(カチッという感触)まで左側へスライドさせて下さい。

・ファイバホルダ先端をホルダステージの屑入れ側に突き当てて下さい。
・ファイバ屑が回収出来る⻑さは決まっています。ファイバの⻑さが適切では注意

ない場合、ファイバ屑が回収されないことがあります。
(約 30°)

ファイバ屑が回収出来る⻑さは次のように決まっています。
光ファイバ切断⻑ 23〜28mm
10ｍｍ

光ファイバ

カバーを大きく開く（約 70°）

切断刃

「カバー開閉角度切替レバー」をレバーの△部と本体の▽表⽰が合う(カチッという感触)まで右側へスライドさせ下さい。

メカニカルスプライス/現地付コネクタの場合（-M/-MC タイプ）＞
スペーサが必要なファイバホルダに対してスペーサ不要で作業可能です。
各社メカニカルスプライス、現地付コネクタによりファイバホルダの固定方
注意(約 70°)

法が異なります。詳しくは各社の取扱説明書に従って下さい。

ホルダ突き当て位置

レバーを中途半端な位置で止めた場合、カバーが正常に開かなくなり破損する
注意

切断刃の⾃動回転機能(4)「カバー」を閉じると「カッタスライダ」が移動し、ファイバを切断します。

「回転切替レバー」の切替を⾏うことにより切断刃を「常時回転（R）」「固定（0）」の２通りの方法でご利⽤することが出来ます。
「常時回転」では「カッタスライダ」を動作させるごとに約 15°、切断刃が回転します。
「固定」では切断刃は回転しません。
切断刃の特定の箇所が欠けてしまった場合などは「固定」でご使⽤下さい。
出荷時は「常時回転」となっております。

カッタスライダが動く位置に指を置かないで下さい。カッタスライダが動く
注意恐れがあります。

ため指に当たり怪我をする恐れがあります。

回転切替レバー2

・ファイバホルダまたは単心アダプタが取り付いている場合のみカウントします。

常時回転（Ｒ）

・表⽰回数は当社基準により、常温にて、Panasonic 製 CR1220 使⽤の場合の電池１

マイナスドライバー等で「回転切替レバー」のスリット位置が「R」になるように回して合わせて下さい。どちらの方向にも「回転切替レバー」は動きます。刃が回転することを確認して下さい。

個あたりの表⽰可能回数の目安です。使⽤環境、使⽤電池により表⽰可能回数は異なります。表⽰されない、「Lo bat」が表⽰、文字が薄く表⽰されるようになりましたら、電池を交換して下さい。
・表⽰桁数を超えた場合、カウント値及び積算値は「0」に戻ります。
・カウンタに強い衝撃を与えないで下さい。誤動作や破損の原因となります。

スリットと「R」

・⾬⽔や結露など製品が濡れた状態、湿気、ほこり、油、磁気等の多い箇所でのご使を合わせる⽤はお避け下さい。火災、故障、感電の原因となります。

固定（0）カウンタの表⽰について

マイナスドライバー等で「回転切替レバー」のスリット位置が「0」になるように回して合わせて下さい。刃が回転しないことを確認して下さい。

カウンタは光ファイバ切断動作を⾏うと⾃動でカウントされます。操作方
法は「3．操作方法」をご確認下さい。ファイバホルダもしくは単心アダプ
タが取り付いていない場合、カウントはされません。
(1)表⽰内容についてカウンタの表⽰は「カウント値」及び「積算値」の２通りの表⽰が可能です。通常は「カウント値」が表⽰され、任意で「積算値」を確認することが出来ます。
「カウント値」をリセットしても「積算値」はリセットされません。また、電池容量が少なくなると「Lo bat」が表⽰されます。

スリットと「0」を合わせる
スリット位置が各「R」「0」になるまで回して下さい（カチッという感触があ注意ります）。途中で止めた場合、正常に動作せず、破損する恐れがあります。

<カウント値>

単心アダプタの取付け<積算値>＜電池消耗時＞

φ0.25

標準で添付されております単心アダプタを使⽤することにより、ファイバホルダを使⽤せずに任意の切断⻑で単心光ファイバを切断することが出来ます。

カウント値（ｃが付きます）(2)カウントのタイミングについて「カバー」を閉じて「カッタスライダ」が戻るタイミングでカウントされ、「カウント値」が約 4 秒間表⽰されます。ファイバホルダもしくは単心アダプタが取り付いていない場合、「カウント値」は表⽰されますが、カウントはされません。

φ0.9

取付け方法
「単心アダプタ」を「ホルダステージ」にセットし、「突き当て面」に押し付けながら付属のネジで固定します。単心アダプタが突き当て面に対して垂直に取り付いていることを確認して下さい。

カッタスライダ
単心アダプタ

カウント値と積算値の確認
本体底面のボタンＳＷを六角レンチ等の先の細いもので「カチッ」いう感
触があるまで真っ直ぐに軽く１回押し込みます。押し込むごとに「カウント値」と「積算値」の表⽰は切り替わり、約 8 秒間表⽰されます。

突き当て面
ホルダステージ

ボタンＳＷ

・単心アダプタが突き当て面に対して垂直に取り付いていることを確認して下注意

さい。斜めに取り付いていると光ファイバがうまく切断出来ない場合や端面角度が悪化する恐れがあります。

・ボタンＳＷは強く押し込まないで下さい。破損する恐れがあります。

・単心アダプタを固定するネジは必ず付属のネジをご使⽤下さい。
注意

カウンタ機能（-FC / -MC タイプのみ）「カウント値」はリセットすることが出来ます。作業終了時や切断刃交換時に「カウント値」をリセットすることにより、何回切断したかを確認することが可能です。

カウント値と積算値の表⽰(1)六角レンチ等の先の細いものを使⽤して底面のボタンＳＷを１回押し、 ボタンＳＷ「カウント値」を表⽰させます。

カウント値リセット機能
電源

リチウムコイン電池 CR1220 (市販品)

表⽰可能回数

約 60,000 回

表⽰桁数

カウント値︓ 99,999 回
積算値

︓999,999 回(2)「カウント値」が表⽰された状態でボタンＳＷを１回⻑押し（5 秒以上）することにより「カウント値」がリセット（0 に戻る）されます。

カウンタ

・電池交換時もカウント値と積算値はリセットされません。
注意「積算値」に表⽰が切り替わります。

カウント値リセット方法-FC / -MC タイプをご使⽤の場合、切断回数の表⽰が可能な液晶パネルがついており、光ファイバを切断するごとに⾃動で切断回数がカウントされます。カウント値と積算値の表⽰が可能です。
機能・表⽰は「カウント値」から表⽰され、もう一度押し込むことにより・ボタンＳＷは強く押し込まないで下さい。破損する恐れがあります。

・積算値はリセット出来ません。
注意

・内蔵されております電池は動作確認⽤のため、動作確認後は新品の電池に入れ替えてご使⽤下さい。

・表⽰されていない、もしくは積算値が表⽰された状態でボタンＳＷを⻑押ししてもカウント値はリセットされません。
・積算値はリセット出来ません。

3

電池の交換方法(2)ホルダステージの清掃
付属の清掃ブラシや綿棒を使⽤してファイバホルダ突き当て部やロック爪を清掃します。

カウンタが表⽰されない、「Lo bat」が表⽰される、文字が薄い等の場合、電池を交換して下さい。電池は市販品をご使⽤下さい(型番︓CR1220)。

ブラシ(1)付属の六角レンチを使⽤してネジ２箇所を緩め、ホルダステージを取り外します（単心アダプタやファイバホルダは事前に取り外します）。
・ファイバ屑などが付着していると特性が悪くなることがあります。
注意

ネジ切断した光ファイバ屑の廃棄(2)「電池押さえ」をつかみ、手前側に引っ張り、取り外します。

作業終了時または輸送時は以下の手順に従ってファイバ屑を廃棄して下さい。
(1)カバーを閉じてロックして下さい。
(2)本体背面より「ファイバ屑入れ」を取り出します。
(3)「ファイバ屑入れ」内部に溜まった光ファイバ屑を廃棄します。
(4)清掃後は「ファイバ屑入れ」を元の位置に戻します。

電池押さえ(3)「電池」を爪などで取り外します。

電池(4)新しい電池を+側を上にして指の腹等を使いセットします。必ずラッチがかかるまで押し込んで下さい。新しい電池セット後、底面のボタン SW を１回押して、カウント値が表⽰されることを確認して下さい。

ファイバ屑入れ・ファイバ屑が飛び散る可能性があります。作業時には、保護メガネ等の着⽤＋(プラス)を上に注意を推奨します。
・屑箱内の光ファイバ屑は綿棒を使うと取り出し易くなります。素手で取り出(5)「電池押さえ」を奥まで挿入します。

すと怪我をする恐れがありますので、絶対に⾏わないで下さい。
・ファイバ屑を廃棄してから収納ケースに入れて下さい。
・光ファイバ屑は⾃治体等の指定に従い廃棄して下さい。

保守・メンテナンスのお願い(6)ホルダステージを本体側へ押し付けながらネジ２箇所で固定します。

(1) 切断刃の交換及び保守対応は記載のサービス部門に返送頂くようにお願い致します。

・電池交換時は強く押し込む等、カウンタ部に強い負荷をかけないようにして下さい。
注意
・電池を交換しても「カウント値」「積算値」はリセットされません。

(2) 60,000 心もしくは切れなくなったら点検時期です（切断刃の交換は有償対応となります）。点検時期になりましたらご返送をお願い致します。

・取り外した電池は⾃治体等の指定廃棄方法に従い廃棄下さい。
・「電池押さえ」は無くさない様にして必ず取り付けて下さい。取り付けない場合、強い衝撃が加わると電池が外れ、カッタスライダ部に飛び出し動作に支障が出る可能性があります。

<切断刃交換の目安>
単心４心テープ心線

８心テープ心線

１２心テープ心線カウント値

60,000 回

15,000 回

7,500 回

5,000 回心線数

５. メンテナンス

60,000 心(3) 応急的に切断刃の回転を止めて、欠け部分を避けて使⽤ご使⽤する際・切断刃の先端は鋭利ですので直接素手で触らないで下さい。
注意

ファイバは「4.各機能の説明」を参照頂き、切断刃の回転を「固定」にしてご使・機器の分解、注油等は機器の故障の原因となり、品質の保証が出来ません。絶対に⾏わないで下さい。

⽤ください。

・切断刃を本体と固定するピンの取り外しは絶対に⾏わないで下さい。切断刃の交換は(4) ⻑期間使⽤しない場合はカウンタ⽤電池を抜いて保管して下さい。

保守サービス部門に返送をお願い致します。
・切断刃の先端は精密に仕上がっております。取扱い時に切断刃先端を傷つけないように注意して下さい。

日常清掃
光ファイバカッタの性能を維持するために毎日、使⽤前と使⽤後に清掃することを推奨します。清掃時はカバーの開閉角度を大きくすると作業がし易くな枕ります。
(1)クランプ、枕、切断刃の清掃
アルコールを軽く浸した綿棒でクランプ(4 箇所)、枕（1 箇所）、切断刃を清掃します。表面を軽く撫でるように拭き取りをして下さい。

クランプ

保守サービス部門お問い合わせ先

クランプ

http://www.optigate.jp

住友電⼯オプティフロンティア株式会社
湘南⼯場 お客様サービスセンター メンテナンス担当〒253-0087 神奈川県茅ケ崎市下町屋１－５－１
フリーダイヤル︓0120-853-723

綿棒

綿棒

ホルダステージ

e-mail︓u-mainte-east@info.sei.co.jp(C) 2016 Sumitomo Electric Industries, LTD.

切断刃

4PRINTED IN JAPAN