‫دليل التعليمات الخاص بجهاز مراقبة‬‫ضغط الدم ذو الشاشة الرقمية‬‫‪ CHU306‬من ‪CITIZEN‬‬‫ال تعمد إلى استخدام الجهاز ألي غرض آخر بخالف قياس ضغط الدم‪.‬‬‫ال تعمد إلى محاولة تفكيك أو إصالح أو تعديل الجهاز أو الكفة‪.‬‬‫ال تعمد إلى استخدام الجهاز على األطفال الرضع أو األشخاص غير القادرين على التعبير عن نواياهم‪.‬‬‫نحو متكرر‪ .‬حيث تتسبب في حدوث احتباس‬‫ال تعمد إلى قياس ضغط دمك بصورة متالحقة أو على ٍ‬‫في الدم ولن تحصل عندها على قراءة صحيحة‪ .‬انتظر لبضع دقائق على األقل قبل إجراء عملية القياس‬‫مجد ًدا‪.‬‬‫إذا شعرت بشيء غير طبيعي بجسمك أو بدأت تشعر بوعكة صحية أثناء عملية القياس‪ ،‬توقف عن‬‫االستخدام وقم باستشارة الطبيب لديك‪.‬‬‫في حال ظهور مؤشر عدم انتظام ضربات القلب بشكل متكرر‪ ،‬قم باستشارة الطبيب لديك بشأن صحتك‪.‬‬‫اضغط على الزر ”‪ “START/STOP‬لتقليل الضغط بصورة مباشرة أو انزع الكفة إذا لم تبدأ بتفريغ‬‫الهواء أثناء عملية القياس‪.‬‬‫ال تعمد إلى استخدام الجهاز بالقرب من هاتف نقال أو األجهزة األخرى التي تعمل على انبعاث حقول‬‫كهرومغناطيسية أو في بيئة كهرومغناطيسية عالية‪ .‬قد يؤدي هذا إلى حدوث عطل‪.‬‬‫شكرا جزيالً لك على شرائك منتج ‪ .CITIZEN‬إن هذا‬‫الجهاز عبارة عن جهاز غير جراحي لمراقبة ضغط‬‫الدم عن طريق قياس الذبذبات ومعد لالستخدام المنزلي‪.‬‬‫حيث يستطيع قياس ضغط الدم االنقباضي (‪)SYS‬‬‫وقياس ضغط الدم االنبساطي (‪ )DIA‬إلى جانب قياس‬‫معدل النبض‪.‬‬‫‪2101‬‬‫•يرجى قراءة جميع المعلومات الواردة في دليل‬‫التعليمات هذا قبل تشغيل الجهاز‪.‬‬‫•تأكد من وجود دليل التعليمات هذا في متناول‬‫اليد أثناء االستخدام‪.‬‬‫مالحظات عامة‬‫تاريخ اإلصدار‪2021 - 04 - 01 :‬‬‫شرح الرموز‬‫‪ :‬الجزء المطبق من النوع ‪BF‬‬‫‪ :‬احتفظ به جا ًفا‬‫‪ :‬تحذير‬‫‪ :‬تنبيه‬‫‪:‬راجع دليل التعليمات قبل االستخدام‪.‬‬‫‪:‬ينبغي عدم التخلص من نفايات المنتجات الكهربائية مع النفايات المنزلية‪ .‬يرجى إعادة التدوير من‬‫خالل المرافق حيث وجدت‪ .‬قم بالتحقق من السلطة المحلية لديك أو بائع التجزئة حول النصائح‬‫المتعلقة بإعادة التدوير‪.‬‬‫‪:‬لحماية البيئة‪ ،‬يجب التخلص من البطاريات الفارغة في متجر البيع بالتجزئة لديك أو في‬‫مواقع التجميع المناسبة وف ًقا للوائح الوطنية أو المحلية‪.‬‬‫‪:‬المص ّنع‬‫المصنع‬‫االسم‬‫العنوان‬‫االسم‬‫العنوان‬‫‪CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.‎:‬‬‫‪ ،6-1-12:‬تاناشي‪-‬تشو‪ ،‬نيشي‪-‬طوكيو‪-‬شي‪ ،‬طوكيو‬‫‪ ،188-8511‬اليابان‬‫‪‎ ITIZEN SYSTEMS (JIANGMEN) CO., LTD. :‬‬‫‪C‬‬‫‪:‬بناية رقم ‪ ،6‬طريق جينشينغ ‪ ،399‬مقاطعة جيانغهاي‪ ،‬جيانغمن‪ ،‬غوانغدونغ‪ ،‬الصين‬‫‪:‬الممثل األوروبي‬‫االسم‬‫العنوان‬‫‪EMERGO EUROPE :‬‬‫‪:‬برينسيسخراخت ‪AP ،20‬‏‪ 2514‬الهاي‪،‬‬‫هولندا‬‫•تأكد من أن مقاس الكفة يتالئم مع محيط ذراعك قبل تثبيت الكفة‪ .‬راجع “المواصفات” من أجل القياس‪.‬‬‫•إذا كنت تشعر بحاجة للتبول‪ ،‬قم بذلك قبل قياس ضغط دمك‪.‬‬‫•تنفس بعمق لخمس أو ست مرات ثم استرخ قبل قياس ضغط دمك‪ .‬إذا كنت تشعر بالتوتر عند إجرائك لعملية‬‫القياس‪ ،‬فلن تحصل عندها على قراءة صحيحة‪.‬‬‫•سيرتفع ضغط دمك إذا كنت تعاني من القلق أو االنزعاج أو إذا كنت تعاني من قلة النوم أو اإلمساك أو إذا‬‫مارست للتو بعض التمارين أو تناولت إحدى الوجبات‪.‬‬‫•ال تعمد إلى قياس ضغط دمك بعد التدخين أو االستحمام أو شرب الكحول أو القهوة أو الشاي‪.‬‬‫•قم بقياس ضغط دمك بحيث تكون درجة حرارة الغرفة حوالي ‪°68‬فهرنهايت‪°20/‬مئوية‪ .‬ال تعمد إلى‬‫قياس ضغط دمك عندما تكون درجة الحرارة في الغرفة أقل ‪°50‬فهرنهايت‪°10/‬مئوية أو أعلى من‬‫‪°104‬فهرنهايت‪°40/‬مئوية‪.‬‬‫•قم بقياس ضغط دمك عندما تكون مسترخيًا وهاد ًئا‪ .‬قم بإبقاء الكفة على االرتفاع الذي عليه قلبك وال تعمد إلى‬‫تحريك ذراعك والتحدث‪.‬‬‫ً‬‫أهمية من مجرد القيام بعملية‬‫•يعد تحليل البيانات الخاصة بضغط الدم التي تم تجميعها خالل فترة طويلة أكثر‬‫قياس واحدة‪ .‬قم باختيار الوقت أثناء اليوم الذي تستطيع به على األرجح االلتزام بأخذ القياسات خالله وحاول‬‫قياس ضغط دمك في نفس الوقت من كل يوم‪.‬‬‫أسماء األجزاء‬‫الجهاز وملحقاته‬‫تأكد من أن العبوة تحتوي على جميع البنود التالية‪.‬‬‫•وحدة جهاز مراقبة ضغط الدم‬‫•دليل التعليمات والبيانات الفنية ‪EMC‬‬‫•‪ 4‬بطاريات مقاس ‪ AAA‬لغرض الشرح التوضيحي فقط‬‫•الكفة (الموديل‪SCN-003/SCN-003C :‬‏) ‪ 22‬سم – ‪ 32‬سم (‪ 8-3/4‬بوصة – ‪ 12-1/2‬بوصة)‬‫•[اختياري] كفة كبيرة (الموديل‪SCL-005 :‬‏) ‪ 32‬سم – ‪ 42‬سم (‪ 12-1/2‬بوصة – ‪ 16-1/2‬بوصة)‬‫الوحدة الرئيسية‬‫زر الذاكرة‬‫الخطاف‬‫شاشة العرض‬‫‪ُ :‬تشير عالمة ‪ CE‬إلى أن المُن َتج مُمتثِل لتشريعات االتحاد األوروبي المُطبَّقة على المُن َتج والتي‬‫ت ُنصّ عليها العالمة ‪.CE‬‬‫يشير التحذير إلى وجود حالة خطرة محتملة والتي قد تؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة‪.‬‬‫يشير التنبيه إلى وجود حالة خطرة محتملة والتي قد تؤدي إلى اإلصابة بجروح أو تلف بالممتلكات‪.‬‬‫تشير األضرار في الممتلكات إلى األضرار التي تلحق بالمباني واألسر والمقتنيات والمواشي والحيوانات‬‫األليفة‪.‬‬‫قم باستشارة الطبيب لديك قبل استخدام الجهاز إذا كنت تعاني من الحاالت التالية مثل أمراض القلب أو‬‫األمراض القلبية الوعائية أو عدم انتظام ضربات القلب الشائع مثل الضربات المب َتسرة األذينية أو البطينية‬‫أو الرجفان األذيني أو التصلب الشرياني أو سوء التروية أو السكري أو الحمل أو مقدمات االرتعاج أو‬‫أمراض الكلى أو ضعف النبض أو أجريت استئصال للثدي أو األمراض األخرى المتعلقة بالدورة الدموية‬‫أو إذا كنت تستخدم جهاز تنظيم ضربات القلب‪.‬‬‫ال تعمد إلى استخدام نتائج عملية القياس للتشخيص الذاتي والعالج الذاتي‪ .‬قم باستشارة الطبيب لديك على‬‫الدوام‪.‬‬‫في حال دخول سائل البطارية في عينيك أو المس جلدك‪ ،‬قم بغسلها بالماء على الفور وثم تلقى العالج من‬‫الطبيب لديك‪.‬‬‫ال تعمد إلى استعمال الجهاز على الذراع المصابة أو الذراع التي تخضع للعالج الطبي‪.‬‬‫ال تعمد إلى تثبيت الكفة على الذراع أثناء التستيل داخل الوريد أو أثناء عملية نقل الدم‪.‬‬‫ال تعمد إلى مشاركة الكفة مع شخص مصاب بعدوى من أجل تفادي انتقال العدوى‪.‬‬‫ال تعمد إلى استعمال الجهاز بالقرب من الغازات القابلة لالشتعال مثل تلك المستخدمة في عمليات التخدير‪.‬‬‫فقد تتسبب في اشتعال الغازات وتتسبب في حدوث انفجار‪.‬‬‫ال تعمد إلى استخدام الجهاز ضمن البيئات الغنية باألكسجين مثل حجيرة الضغط العالي داخل المستشفيات‬‫أو خيمة األكسجين‪ .‬فقد تتسبب في اشتعال األكسجين وتتسبب في اندالع حريق‪.‬‬‫قد يتسبب خرطوم الهواء الخاص بالكفة في حدوث عملية اختناق غير مقصودة لألطفال الرضع‪.‬‬‫تنبيه‬‫إذا صادفك أي حادث خطير قد حدث ويتعلق بالجهاز‪ ،‬يرجى إبالغ الشركة المصنعة والسلطة المختصة‬‫في الدولة العضو‪.‬‬‫إدخال البطاريات‬‫– استخدام البطاريات –‬‫‪1 1‬قم بنزع غطاء البطارية‪.‬‬‫قم بوضع إصبعك على الخطاف‪ ،‬واسحب الغطاء باتجاهك لفتحه‪.‬‬‫‪2 2‬قم بإدخال البطاريات‪.‬‬‫تأكد من إدخال البطاريات للقطبية السالبة‬‫والسالبة ‪.‬‬‫مع النوابض البارزة أوالً بحيث ال تخلط بين األطراف الموجبة‬‫‪1 1‬قم بالضغط على الزر ”‪ “START/STOP‬لبدء عملية القياس‪.‬‬‫يتم عرض جميع األرقام‪ .‬ثم تبدأ الكفة بالضغط تلقائيًا‪.‬‬‫*إن األيقونة التي يتم عرضها عندما يتم عرض جميع األرقام ال ُتعد إشعارً ا باستبدال البطارية‪.‬‬‫بالوميض عند القيام برصد النبض‪.‬‬‫*سيبدأ المؤشر‬‫‪3 3‬قم بإغالق غطاء البطارية‪.‬‬‫قم بوضع العروات داخل التجاويف وأغلق غطاء البطارية إلى أن تسمع صوت طقة‪.‬‬‫*عندما يتم عرض أيقونة البطارية أو ‪ ،‬أو عند عدم ظهور شيء على شاشة العرض‪ ،‬استبدل جميع‬‫البطاريات األربعة بأخرى جديدة دفعة واحدة‪.‬‬‫*ال تعمد إلى استخدام أي نوع آخر من البطاريات سوى البطاريات القلوية وبطاريات المنغنيز وال تخلطهما معًا‪.‬‬‫*يتم مسح الذاكرة في حال تم نزع البطاريات بغية استبدالها‪ .‬يوصى بتدوين مالحظات حول البيانات المخزنة‬‫في الذاكرة قبل تغيير البطاريات‪.‬‬‫بشكل صحيح وذلك تبعًا للقوانين المتبعة في البلدية المحلية‪.‬‬‫*تخلص من البطاريات المستخدمة‬‫ٍ‬‫تثبيت الكفة‬‫‪1 1‬قم بإدخال قابس خرطوم الهواء في الوحدة الرئيسية‪.‬‬‫*ال تعمد إلى ثني خرطوم الهواء أثناء عملية القياس‪ ،‬األمر‬‫الذي قد يؤدي إلى حدوث خطأ في عملية االنتفاخ أو حدوث‬‫إصابة مؤذية نتيجة ضغط الكفة المستمر‪.‬‬‫‪2 2‬قم بتثبيت الكفة‪.‬‬‫افتح الكفة وقم بوضع طرف الكفة داخل الحلقة المعدنية بحيث‬‫يكون الجانب مع الخطاف وحلقة التثبيت في الخارج‪.‬‬‫قابس خرطوم الهواء‬‫*تأكد من أن مقاس الكفة يتالئم مع محيط ذراعك قبل تثبيت‬‫الكفة‪.‬‬‫*قم بتثبيت الكفة على ذراع مكشوفة أو على أكمام خفيفة‪.‬‬‫*إذا قمت بطي ُكمك لألعلى‪ ،‬ستضيق المنطقة أعلى ذراعك األمر الذي يؤثر على النتيجة الخاصة بك‪.‬‬‫*على األرجح أن تختلف قيمة ضغط دمك بين الذراع اليمنى والذراع اليسرى‪ .‬قم بقياس ضغط دمك من‬‫نفس الذراع كل يوم‪.‬‬‫حلقة التثبيت‬‫*إذا شعرت بشيء غير طبيعي‪ ،‬أو إذا رغبت في إيقاف عملية القياس‪ ،‬اضغط على الزر‬‫”‪ ،“START/STOP‬ثم سيتم تفريغ الهواء من الكفة وستتوقف عملية القياس‪.‬‬‫*إذا قمت بالضغط على الزر ”‪ “START/STOP‬ولم يتم تحرير الهواء‪ ،‬افصل قابس خرطوم الهواء من‬‫الوحدة الرئيسية وقم بنزع الكفة من الذراع‪.‬‬‫* تكييف الضغط في الوضع اليدوي‪:‬اضغط على الزر ”‪ “START/STOP‬مع االستمرار وقم بتحريره‬‫عند قيمة الضغط التي ترغب في التوقف عندها (أعلى بقيمة ‪ 40‬مم‬‫زئبقي تقريبًا عن الحد األقصى لضغط الدم) إليقاف الضغط عند قيمة‬‫الضغط تلك‪ .‬الحد األعلى للضغط هو ‪ 280‬مم زئبقي‪.‬‬‫‪2 2‬يتم عرض نتيجة عملية القياس‪.‬‬‫بمجرد انتهاء عملية القياس‪ ،‬يتم تفريغ الهواء من الكفة ويتم عرض القيمة‬‫الخاصة بعملية القياس‪ .‬إذا لم يكن هنالك خطأ في نتيجة القياس‪ ،‬سيقوم‬‫الجهاز بتخزين النتيجة تلقائيًا‪.‬‬‫*إذا تم عرض األيقونة‬‫متوسط القيمة‪.‬‬‫‪ ،‬لن يتم تضمين نتيجة القياس في حساب‬‫*إذا تم عرض المؤشر‬‫إلى “المؤشرات”‪.‬‬‫في نتيجة القياس‪ ،‬يرجى الرجوع‬‫أو‬‫‪3 3‬إنهاء عملية القياس‪.‬‬‫اضغط على الزر ”‪ “START/STOP‬إليقاف تشغيل الجهاز أو سيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد حوالي‬‫‪ 3‬دقائق‪.‬‬‫حلقة معدنية‬‫(‪)1‬قم بتثبيت الكفة حول ذراعك بحيث تكون العالمة الزرقاء على جهة راحة اليد وفي منتصف ذراعك‪ .‬قم‬‫بضبط الموضع الذي تكون فيه حاشية الكفة ‪ 0.4‬بوصة ‪ 0.8 -‬بوصة‪ 1/‬سم ‪ 2 -‬سم أعلى مرفقك‪.‬‬‫(‪)2‬اسحب طرف الكفة للخارج بحيث تلتف حول ذراعك ثم قم بتثبيتها بإحكام باستخدام الخطاف وحلقة‬‫التثبيت‪ .‬الشد المالئم لتثبيت الكفة هي عندما يكون بمقدورك تمرير إصبعك بسهولة بين الكفة وذراعك‪.‬‬‫استدعاء نتائج القياس‬‫يمكن تخزين ‪ 90‬نتيجة قياس في الذاكرة‪ .‬يتم احتساب متوسط القيمة تلقائيًا لمساعدتك في اإلشراف على صحتك‬‫اليومية‪.‬‬‫‪1 1‬متوسط القيمة‬‫اضغط على زر “الذاكرة”‪ .‬يتم عرض ”‪ “3A‬ومتوسط القيمة‪ .‬ال يتم عرض ”‪ “3A‬ومتوسط القيمة في حال‬‫كانت عمليات القياس المخزنة في الذاكرة تقل عن ‪ .3‬يتم عرض ”‪ “3A‬والنبض بالتناوب‪.‬‬‫‪ 0.4‬بوصة ‪-‬‬‫‪ 0.8‬بوصة‪/‬‬‫‪ 1‬سم ‪ 2 -‬سم‬‫تنبيهات احتياطية حول السالمة‬‫تأكد من قراءة التعليمات التالية قبل استخدام الجهاز‪.‬‬‫قياس ضغط دمك‬‫زر بدء التشغيل اإليقاف‬‫‪START/STOP‬‬‫الكفة‬‫مقبس خرطوم الهواء‬‫غطاء البطارية‬‫خرطوم الهواء‬‫حلقة معدنية‬‫قابس خرطوم الهواء‬‫شاشة العرض‬‫‪3 3‬قم بضبط جلستك‪.‬‬‫•اجلس بشكل مريح بحيث تكون أقدامك منبسطة على األرض وال تعمد إلى وضع ساقك فوق األخرى‪.‬‬‫ً‬‫منبسطا‪.‬‬‫•قم بوضع ذراعك على منضدة أو سطح مشابه بحيث يكون ساعدك‬‫•قم بوضع ذراعك بحيث تكون الكفة بنفس االرتفاع الذي عليه قلبك‪.‬‬‫•قم بوضع يدك بحيث تواجه راحة يدك لألعلى وتكون أصابعك مرتخية‪.‬‬‫•ال تعمد إلى تحريك جسدك أو التحدث أثناء عملية القياس‪.‬‬‫•عند قياس ضغط دمك بينما تكون مستلقيًا‪ ،‬قم باالستلقاء ووجهك لألعلى‪،‬‬‫وذراعك مستوية ومرتخية‪.‬‬‫‪2 2‬النتيجة السابقة‬‫بشكل متكرر لرؤية النتائج السابقة‪ .‬بعد أن يظهر رقم الذاكرة‪ ،‬يتم عرض النتيجة‪.‬‬‫اضغط على زر “الذاكرة”‬‫ٍ‬‫في كل مرة تقوم فيها بالضغط على زر “الذاكرة”‪ ،‬تظهر النتيجة القديمة‪.‬‬‫ضغط الدم االنقباضي‬‫ضغط الدم االنبساطي‬‫أيقونة حركة الجسم‬‫معدل النبض‪/‬رقم الذاكرة‬‫مؤشر عدم انتظام ضربات القلب (‪)IHB‬‬‫أيقونة البطارية‬‫أيقونة الذاكرة‬‫*اضغط على الزر “الذاكرة” مع االستمرار‪ ،‬بحيث تتمكن من التقديم السريع لرقم الذاكرة‪.‬‬‫قم بالضغط على الزر ”‪ “START/STOP‬إلنهاء وضع الذاكرة‪.‬‬‫‪3 3‬حذف النتيجة‬‫لمسح جميع البيانات‪ ،‬قم بنزع البطاريات‪ .‬ومن ثم سيتم مسح جميع البيانات المخزنة‪.‬‬‫المؤشرات‬‫‪1 1‬مؤشر عدم انتظام ضربات القلب (‪)IHB‬‬‫يتم عرض مؤشر عدم انتظام ضربات القلب (‪ )IHB‬بعد انتهاء عملية القياس إذا تم‬‫رصد عدم انتظام في ضربات القلب أثناء عملية القياس‪.‬‬‫قد ال تكون عملية القياس الصحيحة ممكنة إذا تقلبت ضربات القلب بصورة كبيرة‬‫أثناء عملية القياس‪ .‬إذا تم عرض مؤشر عدم انتظام ضربات القلب‪ ،‬قم بقياس ضغط‬‫دمك مجد ًدا بينما تكون مسترخيًا وهاد ًئا‪.‬‬‫في حال ظهور مؤشر عدم انتظام ضربات القلب بشكل متكرر‪ ،‬قم باستشارة الطبيب‬‫لديك بشأن صحتك‪.‬‬‫‪2 2‬أيقونة حركة الجسم‬‫في حال تم رصد وجود تغيير كبير في الضغط بسبب حركة الجسم أو الذراع أثناء‬‫عملية القياس‪ ،‬فسيتم عرضه بعد اكتمال عملية القياس‪.‬‬‫أو‬‫•ال تعمد إلى تخزين المنتج في أماكن معرضة ألشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة العالية أو درجات‬‫الحرارة المنخفضة أو الرطوبة النسبية العالية أو كمية زائدة من الغبار‪ .‬راجع “المواصفات” من أجل حاالت‬‫التخزين التفصيلية‪.‬‬‫•تأكد من تخزين المنتج في أماكن ال يصل إليها األطفال أو الحيوانات األليفة أو أماكن خالية من الحشرات‪.‬‬‫•ال تعمد إلى إسقاط الجهاز أو الكفة أو تعريضه ألية صدمات أو اهتزازات‪.‬‬‫•ال تعمد إلى ثني الكفة أو خرطوم الهواء بصورة مفرطة‪ .‬قد يحدث خلل في تكييف الضغط‪.‬‬‫•قم بنزع البطاريات في حال تم ترك المنتج دون استخدام لفترة طويلة من الزمن‪ .‬هنالك خطر حدوث إخفاق‬‫نتيجة تسرب السائل من البطاريات‪.‬‬‫•ال تعمد إلى غسل أو تعريض الكفة للبلل إلى جانب الحيلولة دون دخول الماء داخل خرطوم الهواء‪ .‬قد ينتج عن‬‫ذلك حدوث خلل‪.‬‬‫•ال تعمد إلى تنظيف الجهاز أو الكفة باستخدام الكحول أو مخفف الطالء أو البنزين األمر الذي يؤدي إلى حدوث‬‫تلف للمنتج‪.‬‬‫•في حال اتساخ الجهاز أو الكفة‪ ،‬قم بمسح األوساخ بقطعة قماش مبللة بمنظف متعادل‪ ،‬ثم قم بمسحها بقطعة‬‫قماش جافة‪.‬‬‫•يوصى بأن يتم فحص المنتج كل سنتين لضمان من األداء السليم والقيام بوظائفه‪.‬‬‫التخلص من المنتج‬‫•عند التخلص من الجهاز والكفة‪ ،‬قم بعمل ذلك بالشكل الصحيح وف ًقا للوائح والقوانين المحلية للمنطقة التي تقيم‬‫فيها‪.‬‬‫•عند التخلص من البطارية‪ ،‬يرجى المساعدة في حماية البيئة الطبيعية باحترام األحكام الوطنية و‪/‬أو المحلية‬‫المتعلقة بإعادة التدوير‪.‬‬‫الجهاز ال يعمل على النحو الصحيح‪.‬‬‫يرجى االتصال بالموزع المحلي‪.‬‬‫رقم الموديل‬‫نظام القياس‬‫طريقة قياس الذبذبات‬‫شاشة العرض‬‫طراز شاشة عرض رقمية‬‫موضع عملية القياس‬‫أعلى الذراع‬‫الكفة‬‫الكفة اللينة (‪)SCN-003/SCN-003C‬‬‫نطاق محيط الكفة‬‫‪ 22‬سم – ‪ 32‬سم (‪ 8-3/4‬بوصة – ‪ 12-1/2‬بوصة)‬‫نطاق القياس‬‫الدقة‬‫الضغط‬‫‪ 280 – 0‬مم زئبقي‬‫النبض‬‫‪ 180 – 40‬نبضة‪/‬دقيقة‬‫الضغط‬‫‪ 3±‬مم زئبقي‬‫النبض‬‫‪ %5±‬من القراءة‬‫االنتفاخ‬‫انتفاخ تلقائي بمضخة داخلية‬‫تفريغ الهواء‬‫نظام تفريغ الهواء التلقائي السريع‬‫الفولطية المعايرة‬‫‪ 6‬فولط تيار مباشر‬‫(‬‫‪ :‬تيار مباشر)‬‫العادم‬‫صمام عادم كهرومغناطيسي سريع‬‫إمداد التيار‬‫عدد ‪1.5 × 4‬‏ فولط‬‫بطاريات مقاس ‪R03( AAA‬‏‪LR03 ،‬‏)‬‫مدة البطارية‬‫‪ 300‬مرة تقريبًا (قلوية)‪ 150 ،‬مرة تقريبًا (منغنيز)‬‫وظيفة إيقاف التيار التلقائي‬‫‪ 3‬دقائق تقريبًا (بعد التفعيل)‬‫أبعاد الوحدة الرئيسية‬‫‪( 110‬عرض) × ‪( 47‬ارتفاع) × ‪( 104‬عمق) مم‬‫الوزن‬‫ظروف التشغيل‬‫الوحدة‬‫‪ 210‬جرام تقريبًا بدون البطاريات‬‫الكفة‬‫‪ 130‬جرام تقريبًا‬‫درجة الحرارة‬‫‪°10‬م – ‪°40‬م‬‫الرطوبة‬‫رطوبة نسبية ‪%85 – %15‬‬‫الضغط البارومتري ‪ 700‬هكتوباسكال ‪ 1060 -‬هكتوباسكال‬‫ظروف التخزين‬‫تحري الخلل وإصالحه ‪1‬‬‫السبب المحتمل‬‫ال توجد استجابة عندما تقوم عملية تشغيلية غير صحيحة أو تداخل‬‫بالضغط على الزر أو تحميل كهرومغناطيسي قوي‪.‬‬‫البطارية‪.‬‬‫شحنة البطارية منخفضة‬‫لم يكن موضع الكفة صحيحً ا أو لم يتم شدها‬‫على النحو الصحيح‪.‬‬‫لم يتم رصد النبض‪.‬‬‫الحل‬‫قم بإخراج البطاريات‪ ،‬ومن ثم أدخل جميع‬‫البطاريات باالتجاه الصحيح مجددًا‪.‬‬‫قم بتغيير البطاريات‪.‬‬‫قم بتثبيت الكفة بالشكل الصحيح وحاول‬‫مجددًا‪.‬‬‫التحدث أو حركة الذراع أو الجسم أو الغضب حاول مجددًا عندما تكون هاد ًئا دون التحدث‬‫أو الحركة أثناء عملية القياس‪.‬‬‫أو االنفعال أو التوتر أثناء عملية القياس‪.‬‬‫قد ال يتمكن الجهاز من قياس نبض األشخاص‬‫المصابين بنبض ضعيف للغاية أو األشخاص‬‫الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب‪.‬‬‫قم باستشارة الطبيب لديك‪.‬‬‫تحري الخلل وإصالحه ‪2‬‬‫شاشة العرض‬‫معدل النبض خارج نطاق القياس‪ .‬كان معدل‬‫النبض (‪ 39‬نبضة في الدقيقة أو أقل‪ ،‬أو‬‫‪ 181‬نبضة في الدقيقة أو أكثر)‪.‬‬‫قم بتثبيت الكفة بالشكل الصحيح وخذ نفسًا‬‫استرخ إلجراء عملية القياس مجددًا‪.‬‬‫عمي ًقا ثم‬‫ِ‬‫‪CHU306‬‬‫تحري الخلل وإصالحه‬‫تعذر إجراء عملية القياس‬‫شحنة البطارية منخفضة‬‫قم بتغيير البطاريات‪.‬‬‫المواصفات‬‫التخزين والتنظيف والصيانة‬‫شاشة العرض‬‫ضغط الكفة أعلى من ‪ 281‬مم زئبقي‪.‬‬‫بشكل تلقائي أثناء عملية‬‫إذا لم ينخفض الضغط‬‫ٍ‬‫القياس‪ ،‬اضغط على الزر‬‫”‪ “START/STOP‬إليقاف عملية القياس‬‫وقم بنزع الكفة‪.‬‬‫السبب المحتمل‬‫الحل‬‫لم يتم شد الكفة على النحو الصحيح‪.‬‬‫يتعذر رصد النبض ألن الكفة غير مثبتة‬‫بالشكل الصحيح‪.‬‬‫ال يمكن إجراء عملية القياس بسبب وجود‬‫ضغط زائد على المستشعر‪.‬‬‫قم بتثبيت الكفة بالشكل الصحيح وحاول‬‫مجددًا‪.‬‬‫درجة الحرارة‬‫الرطوبة‬‫الحماية ضد الصدمة الكهربائية‬‫الجزء المطبق‬‫‪°20‬م – ‪°60‬م‬‫رطوبة نسبية ‪%95 – %10‬‬‫وحدة التيار الداخلية‬‫النوع ‪( BF‬الكفة)‬‫وضع عملية التشغيل‬‫تشغيل مستمر‬‫الذاكرة‬‫‪ 90 × 1‬قراءة‪ ،‬معدل آخر ‪ 3‬قراءات‬‫العمر التشغيلي‬‫‪ 5‬سنوات‬‫العمر التشغيلي للكفة‬‫‪ 2000‬مرة تقريبًا‬‫الحماية ضد دخول الماء‬‫‪IPX0‬‬‫الملحقات‬‫الكفة‪ 4 ،‬بطاريات مقاس ‪ AAA‬لغرض الشرح التوضيحي ودليل التعليمات‬‫الملحقات االختيارية‬‫كفة كبيرة (الموديل‪SCL-005 :‬‏) ‪ 32‬سم – ‪ 42‬سم (‪ 12-1/2‬بوصة –‬‫‪ 16-1/2‬بوصة)‬‫*يتوافق هذا الجهاز مع المعايير الواردة أدناه‪( EN 60601-1/IEC 60601-1 :‬معدات طبية كهربائية القسم ‪،)1‬‬‫‪( EN 60601-1-2/IEC 60601-1-2‬معدات طبية كهربائية – القسم ‪( EN 1060-3 ،)2-1‬مقاييس ضغط الدم غير‬‫الباضعة – القسم ‪.)3‬‬‫المستورد‬‫‪( CITIZEN SYSTEMS EUROPE GmbH‬اسم الشركة)‬‫‪( Otto-Hirsch-Brücken 17 70329 Stuttgart, Germany‬المستورد العنوان)‬