講座
１
真空技術者資格試験への手引き
中山勝

1
矢

Guidance for the Vacuum Engineer Examination (1)1Katsuya NAKAYAMA

Chair, The Qualiˆcation Committee of Vacuum Engineers(Received November 11, 2010, Accepted January 12, 2011).

しかし管理的な仕事に就くとなれば，これだけで十分とはまえがきいえません．目の前の事象の把握とその科学的な解釈，そし日本真空協会と日本真空工業会は共同で真空技術者資格認て提言される意見の正誤を見分ける能力が必要でしょう．1

定委員会を設け， 2003 年度から真空技術者の資格認定事業級真空技術者に期待されるのはこの点であり，二つ目の柱にを行ってきました．

なります．

2010 年度までの 1, 2 級受験者の総数は 8 年間で 2201名に達し，試験に合格し資格認定された人の数は725名になりまい学識を持つとともに，総合的に考える思考法が身についてした．さらに 1 級技術者のうち 44 名は，真空主任技術者といなければなりません．出題にあたっては，これらが複合的して認定されています．に組み合わされた形になることもあり得ます．

なお第 9 回目にあたる 2011 年度の資格試験は 1, 2 級ともこういった高度な判断をするためには，幅の広い視野や高今回の連載では，次の順序で説明をしていくつもりです．

8 月 1 日（月）～25日（木）の間に受験申込を受付け，10月1 日（土）に東京と大阪で実施する予定です．

第1回
第2回

計算（単位換算，公式の利用，計算力・・・）

この資格認定委員会は内部に試験委員会を置き，試験問題

第3回

知識（第 2 回のつづき）の作成と試験の実施を行っていますが，ことの性格上，試験第4回

技術（機器と材料の理解，現象の把握，手順・・・）

委員名は公表していません．したがって認定委員会の委員長が代表してこの記事を書いているとご理解ください．
資格試験では， 1, 2 級とも 30 問ずつの問題が出題されま知識（用語，規格，機器の名称・・・）

第5回
第6回

経験（現象，手順，正誤判断・・・）
判断（正誤判断，複合問題・・・）

す． 1 級の場合は真空夏季大学の，2 級では協会関西支部の真空技術基礎講習会と工業会のウオーキングコースの，それ.

ぞれにおけるテキスト・参考資料・講義内容をベースにしておよそ物理系，機械系の工学では，与えられた式に数値を問題が作成されることになっていますから，出題の範囲と程入れて計算し，必要とする数値を算出できる能力が不可欠で度はおのずと決まってきます．

す．真空技術も例外ではありません．

すべての問題には 5 つの解答選択肢が用意してあり，そのなかから 1 つを選ぶ 5 択方式をとっています．解答が記入されたマークシートは，試験終了後直ちにコンピュータで処理され，正解が 20 に満たなければ不合格，それ以上であれば合格として資格認定委員会が資格認定を行います．

計算問題

そのようなわけで 1, 2 級それぞれに，計算問題が毎年 5～10 問程度出題されています．ちなみに 2010 年度では，計算問題を含む問題の数が 1 級で 9 問，2 級で 8 問であり，そのいくつかは，複合的な問題でした．
. 単位の換算試験の範囲と内容については， 2008 年に「資格試験と例数値を算出するときにとくに注意しなければならないのは題による解説」と題して分野別に整理し解説しましたから，単位です．解答選択肢には，故意に単位を混在させてあるこ一望できたのではないかと考えます．今回は視点を変え，そとがあります．単位の換算には慣れが大切です．の背後にある出題の意図について説明することにします．

.

例題 1（2 級）

問題作成の意図理科年表を見たところ，－ 78 °C における水銀の飽和蒸気問題作成の意図は，「受験者の能力を多角的に確かめたい」

圧は 3 × 10－9 Torr と記載されていた．これを Pa 単位に換ということに尽きますが，できるだけ問題を真空技術者に親算するといくらになるか．正しい値を次の中から選びなさい．

しみやすい形に整えたいという気持ちもあります．



まず 2 級の真空技術者に期待されるのは，基礎的な知識とそれらの正しい理解であり，加えて実際に即した計算能力であります．これが資格試験の一つの柱になります．






4×10－9 Pa
2×10－8 Pa
3×10－8 Pa
2×10－7 Pa

4×10－7 Pa
これはもっとも初歩的な単位換算の計算問題で，正解は

1 真空技術者資格認定委員会委員長

Vol. 54, No. 2, 2011―( 61 )―139

です．いきなり「3×10－9 Torr は何 Pa か」というのでは無は覚えているものとしてこの問題は作成されています．ここ味乾燥ですから，理科年表と水銀の飽和蒸気圧の話から書きで a は管の半径［ m ］， D は管の直径［ m ］， L は管の長さ です．式の係数は a や D, L の単位の取り［m］で，正解は始めるという工夫がなされています．
この問題には， Torr と Pa の換算に必要な数値，たとえば 1 気圧が 760 Torr で， 101325 Pa であるといったことは書かれていません．つまりこの程度は，基本的な知識として方で変わってきますから，注意が肝要です．
例題 4（2 級）

覚えていることが期待されているということです．気象の分カタログによれば，入手したい真空ポンプは吸入口におけ野で「1 気圧（＝760 Torr＝760 mmHg）を1013 hPa（ヘクる排気速度が 400 l･ s－1 とある．この吸入口にコンダクタントパスカル）」といっていることを覚えていたら，それでもス 250 l･ s－1 のバッフルをとりつけたいが，そのときの実効
 ～ のどれか．なおバッフ排気速度に近いのは解答選択肢

問題は解けるはずです．
例題 1 は， 2009 年度の 2 級に出題されました．この種の単位換算問題は，形を変えてしばしば出ると考えて差し支え

ルの開口部の直径は真空ポンプの吸入口の直径と同じであり，排気する気体は室温の空気だとする．

ありません．なおこの問題の正答率は 71 でした．日頃か

ら慣れておくことが大切だといえます．



圧 力 単 位 の Torr ⇒ Pa だ け で な く ， 類 似 の 問 題 と し てTorr･l･s－1⇒Pa･l･s－1⇒Pa･m3･s－1⇒個･s－1といった換算問

題も考えられます．例題 2 がその一例です．

の有無を確かめているのではありません．真空ポンプの排気気体の体積流量 10－2 Pa ･ m3 ･ s－1 は，分子の個数の流量ではいくらになるか．温度を25°Cとしなさい．





270 l･s－1
150 l･s－1

80 l･s－1
これは 2006 年度出題のものの修正版ですが，単に計算力

例題 2（1 級）

670 l･s－1
360 l･s－1

速度補正の式を知っていることが前提になっている計算問題
 であり，出題したときの正答率は 80 でしです．正解は

1.6×1016個･s－13.3×1017個･s－1

た．
. 複合型の計算問題

2.5×1018個･s－11.4×1021個･s－1

次に，計算した結果を使って別の設問に答えるように作られた複合型の問題を紹介します．

6.0×1021個･s－1
これは 2003 年度の 1 級に出た問題の改訂版です．例題 1 です．と比べると，そっけない感じがします．正解は

他にも排気速度やコンダクタンス，さらに気体放出速度や例題 5（1 級）
十分に排気された容積10 m3 の真空容器が25°Cに保たれている．この容器内に 1 気圧の窒素（温度は 25 °C ）を 0.5 cm3だけ入れたとする．そのときの圧力を測定できる真空計は，漏れ量についても習熟しておく必要があります．

次のどれが適当か．

. 公式を前提にした計算問題
どの分野にも公式と呼ばれる基本的な数式があり，その分

マクラウド真空計

野で働く人は誰でも記憶しているものです．電気工学におけ

容量式隔膜真空計

るオームの法則はその一つです．



ブルドン管真空計

真空技術でも同様で，真空技術者であれば覚えておくこと



が期待される式があります．次の例題は，そういった公式をBA 真空計
水晶摩擦真空計

前提にして作られた複雑な形の計算問題です．
前段は， 0.5 cm3 の窒素を温度一定で 10 m3 に膨張させた
例題 3（1 級）ときの圧力を訊ねています．つまりは，気体の基本の性質

ナイフエッジ型フランジ面に傷があり漏れが生じた．傷の（定温度に保たれた気体の圧力と体積は反比例する）から求形状を直径15 mm，長さ 3 mm と推定したとき，この傷を通した大気からの漏れ量を推定せよ．簡単のために，この傷のめるわけで，中高生時代の理科で学ぶ気体膨脹の式（ボイル全域にわたり分子流条件が成り立つと仮定してよい．漏れ量（約3.8×10－5 Torr）となるはずです．の式）を前提にした計算問題です．圧力は約 5 × 10－3 Pa
ところが後段があって，この数値が各解答選択肢に書かれとして正しいと思われる値は，次のうちのどれか．


約10－4 Pa･m3･s－1

た真空計の動作範囲とどういう関係にあるかという知識を問

約10－6 atm･cc･s－1

う形になっています．これは 2010 年出題の 1 級問題を改訂

約10－6 Torr･l･s－1したもので，複合型というよりも総合判断型だといえます．



約10－5 atm･cc･s－1

 です．
正解は




－5Pa･m3･s－1

約10
これは 2004 年度の 1 級に出題されたものに少々手を加えてあります．長管のコンダクタンスを求める式
C＝969.3 a 3 L－1［m3･s－1 ］＝121.2 D 3 L－1［m3･s－1］
140

この種の問題では，単刀直入に圧力を示して，どの真空計が使用可能か，あるいは使用に不適当な真空計はどれかと聞く形にすることもできます．しかしここではわざと複合型にすることで 1 級に相応しい問題となったと考えられます．
（隔号掲載，次回は 4 号）―( 62 )―

J. Vac. Soc. Jpn.