コンスタントパワーサプライ

パワーホレスター シリーズ
ⓇＰｏｗｅｒＰｈｏｒｅＳｔａｒ
パワーホレスターはハイテク機能
安全性を重視、泳動中の感電は“０”コンスタントパワーサプライ パワーホレスターの特徴● パワーホレスターはすべての機種で、オートマチッククロスモード方式を採用しています。
設定モードが最大値になった時は、自動的に泳動モードを変更して電気泳動を続行します。
● オートマチッククロスモード方式により、安全で安定した電気泳動を行う事が可能です。
● 操作方法がシンプルで、どなたでも簡単にご使用できます。
● すべての機種にタイマー機能が搭載されています。
● 軽量化されていますので、女性スタッフでも片手で楽々とラボからラボへ移動できます。

電気泳動の条件に合わせて６種類のパワーサプライからお選び下さい。

パワーホレスター 3820 ( 200V / 300mA )¥ 78,000● 定電圧・定電流の２モード電源で、オートマチッククロスモード方式を採用しております。
● ミニタイプＳＤＳ-ＰＡＧＥゲル、サブマリンアガロース
ゲル泳動用として使用できます。
● ４種類の安全機能を備えており、実験中でのトラブルを未然に防ぎます。

定電圧･定電流タイマー機能感電防止機能スイッチング
レギュレータ

軽量タイプ
2.4Kg

省エネタイプ
150W

パワーホレスター 3830 ( 300V / 300mA )¥ 83,000● 定電圧・定電流の２モード電源で、オートマチッククロスモード方式を採用しております。
● ミニタイプＳＤＳ-ＡＰＧＥゲル、サブマリンアガロース
ゲル泳動用として使用できまして、最もポピュラーなパワーサプライです。
● ４種類の安全機能を備えており、実験中でのトラブルを未然に防ぎます。

定電圧･定電流タイマー機能感電防止機能スイッチング
レギュレータ

軽量タイプ
2.4Kg

省エネタイプ150W

パワーホレスター 3860 ( 600V / 500mA )¥ 98,000● 定電圧・定電流の２モード電源で、オートマチッククロスモード方式を採用しております。
● ＳＤＳ-ＰＡＧＥゲル、サブマリンアガロースゲル、タンパク質のブロッティング用として使用できまして、最もスタンダードなパワーサプライです。
● ４種類の安全機能を備えており、実験中でのトラブルを未然に防ぎます。

定電圧･定電流タイマー機能感電防止機能スイッチング
レギュレータ

軽量タイプ
2.4Kg

省エネタイプ200W

パワーホレスター 3810 ( 1000V / 300mA )¥ 118,000● 定電圧・定電流の２モード電源で、オートマチッククロスモード方式を採用しております。
● 中電圧を必要とする大型ＳＤＳ-ＰＡＧEゲル、ディスク等電点電気泳動用として使用できます。
● ４種類の安全機能を備えており、実験中でのトラブルを未然に防ぎます。

定電圧･定電流タイマー機能感電防止機能スイッチング
レギュレータ

軽量タイプ
2.4Kg

省エネタイプ200W

パワーホレスター 3870 ( 150V / 2A )¥ 108,000● 定電圧・定電流の２モード電源で、オートマチッククロスモード方式を採用しております。
● 高電流を必要とする大型サブマリンアガロースゲル
泳動、ＤＮＡ又はタンパク質のブロッティング用として使用できます。
● ４種類の安全機能を備えており、実験中でのトラブルを未然に防ぎます。

定電圧･定電流タイマー機能感電防止機能

スイッチング
レギュレータ

軽量タイプ
2.5Kg

省エネタイプ500W

パワーホレスター Pro3900 ( 3500V / 250mA / 200W )¥ 320,000● 定電圧・定電流・定電力の３モード電源で、オートマチッククロスモード方式を採用しています。
● 高電圧を必要とする等電点電気泳動(ＩＰＧ-ＩＥＦ)、ＤＮＡシークエンシング泳動から、ＳＤＳ-ＰＡＧＥゲル及びサブマリンアガロースゲルまで幅広く使用できます。
● プログラムモードでの電気泳動が可能。
段階的に電圧値の条件を変えるプログラムモードでは、最大９ステップまでの条件が９個まで登録できます。
● 電圧グラジェントでの電気泳動が可能。
プログラムモードでは、電圧グラジェントモードを選択しますと、電圧値を目的の値までリニアにコントロールできます。
● セフティ定電圧、セフティ定電流での電気泳動が可能。
セフティ定電圧モードでは、電流値の上限を任意に設定する事ができまして、電流値が設定値を超えますとブザーが鳴り、自動的にPause状態になります。セフティ定電流モードでは電圧値の上限を任意に設定する事ができます。安全性を重視した電気泳動が行える、今までにない高性能電源です。

オートマチック クロスモード方式
定電力 ⇒ 定電圧へモード変更

PIEＡ

Time

P･･･電力の設定値
E･･･電圧の最大設定値(Ａ)より定電圧モードに変わる
I･･･電流● 設定及び出力定電流はμA単位。
定電流モードでは、１０μA単位での設定が可能です。電気泳動中の出力表示の電流分解能は１μAです。
● 軽量・小型化 ラボからラボへ楽々移動ができます。

定電力モード電圧任意上限設定 (図1)

パワーホレスターシリーズの仕様
形式
商品番号
制御方式
ディスプレイ
設定出力定電圧
設定出力定電流設定出力定電力
最大出力
電流分解能
タイマー機能電圧積算機能オープン検出回路
アラーム機能安全機能
出力ターミナル
精度
使用温度条件
入力
消費電力
寸法
付属品
価格

3820
3820-00

10～200V
1～300mA
--60W

---

150VA

¥78,000

3830
3830-00

3860
3860-00

3810
3870
Pro3900
3810-003870-00
3900-00
スイッチングレギュレータ
4桁7セグメントLED
16桁×2行 (バックライト付)
10～300V
10～600V
20～1,000V
5～150V30～3,500V
1～300mA
1～500mA
1～300mA
0.01～2.0Ａ
10μA～250mA--------0.1～200W
100W
250W
200W
60W
100W
1mA
0.01A
1μA (※)
9999分
99時間59分--------99000ボルトアワーの設定が可能
設定又は解除が可能 (設定された場合100μAにて動作)
泳動及びプログラムが終了した時、又はエラーが発生した時に警告音が鳴る
漏れ電流保護回路(感電防止機能)、出力保護回路、過負荷短絡保護回路、ヒューズ並列回路にて2系統±1%FS4～40℃(但し結露しない事)
AC100V±10% 50/60Hz
150VA
200VA
200VA
500VA
400VA
100×300×180Hmm
140×350×210Hmm
高電圧用セフティカバー付きコード (DC3,500V仕様 赤、黒)¥83,000¥98,000¥118,000¥108,000¥320,000※ 1μA単位 ：1～999μA。0.1mA単位 ：1.0～9.9mA。1mA単位 ：10～250mA。 ●カタログに記載している価格には消費税は含まれておりません。
●仕様、外観などは改良のため、予告なしに変更する場合があります。

代理店〒113-0034
東京都文京区湯島2丁目31番15号 和光湯島ビル
TEL ： 03-3812-8701 FAX ： 03-3818-9167
URL ： http://www.anatech.co.jp/E-Mail ： info@anatech.co.jp