CPC-03B/06B型
炭酸ガス中和装置
取

扱

説

明

書

ご使用前に必ずお読みください
お願い●本取扱説明書は必ず使用される担当者の手元に届くようにご配慮ください。
●本取扱説明書に記載されている事項を熟読した上で、正しい取扱いをして頂き、機器の機能を十分に発揮させてください。
●お読みになった本取扱説明書はいつでも見られるところに、大切に保管してください。

取扱説明書番号

HE1-SPC801-00

目

次

１． 安全にお使いいただくために－－－－－－－－－－

Ｐ

２２．装置概要－－－－－－－－－－

Ｐ

３

３．仕

－－－－－－－－－－

Ｐ

３

４．フローシート－－－－－－－－－－

Ｐ

４

５．操作手順－－－－－－－－－－

Ｐ

４

６．手動運転－－－－－－－－－－

Ｐ

６

７．自動運転時の各機器の動作－－－－－－－－－－

Ｐ

７

8-1.PXR5型 ｐH調節計について－－－－－－－－－－

Ｐ

８8-2.ｐH記録計（オプション）－－－－－－－－－－

Ｐ

８

8-3.ｐH電極の清掃について－－－－－－－－－－

Ｐ

９8-4.ｐH校正について－－－－－－－－－－

Ｐ

１０

９．ｐＨ電極の交換－－－－－－－－－－

Ｐ

１４

10．炭酸ガス圧力調整器について－－－－－－－－－－

Ｐ

１５

11．警報について－－－－－－－－－－

Ｐ

１６

12．トラブル対策－－－－－－－－－－

Ｐ

１７

13．保守点検－－－－－－－－－－

Ｐ

１８

14．消耗品リスト－－－－－－－－－－

Ｐ

１８

15． 使用薬品の取扱上の注意－－－－－－－－－－

Ｐ

１９

様

８．計器について付表

空気中の炭酸ガス濃度と症状

平成

ガス状態曲線

年 月

新規作成・改訂年月

新規作成
取扱説明書番号－1－

新規作成・改訂内容

１ ． 安 全 に お 使 い い た だ く た め に
本装置を正しく安全に取り扱っていただくため、この取扱説明書では安全に関する内容を次のように分けています。各項目を良く理解して頂き、必ず守ってください。

 《警 告》 この内容を無視して誤った取り扱いをすると、重大な怪我や死亡につながる
可能性のある事項を示しています。

 〈注 意〉 この内容を無視して誤った取り扱いをすると、機械・設備の破損など物的損
害又は性能に重大な支障が起こることが想定される事項を示しています。
(お願い)
(備

考)

機器そのものの性能寿命確保のため、必ず守っていただきたい内容を示しています。
補足説明を示しています。

取り扱い上の注意 《警告》●子供や管理者以外の人の手にふれない場所に設置してください。
●濡れた手で操作しないでください。感電の原因となります。
●機器の分解・点検・修理を行なうときは制御盤のメインブレーカを切り、電源を完全に遮断した上で行なってください。
●感電防止の為、制御盤内の充電部には絶対に手を触れないでください｡また、端子台カバーは点
検時以外は必ず装着してください｡●炭酸ガスは呼吸しても中毒は起しませんが、濃度が高いと窒息する恐れがあります。密閉された部屋での使用を禁止します。詳しくは本書15項を参照してください。
● 炭酸ガスボンベは外気温度により容器の圧力が著しく変化し、直射日光の高温下では１０ＭＰａ以上にもなります。従ってボンベの設置場所は屋内の風通しの良い涼しい場所か、
止むなく屋外に設置する場合は、ボンベ全体を日除けカバーで被って御使用ください。

 〈注

意〉

●炭酸ガスボンベの取扱いは、その扱いに習熟した専任者が行なう様にしてください。
●本装置の操作・保守・点検は、この装置を十分に把握し運転指導を受けた人が行ってください。
●装置に異音・異臭・異常振動などが感じられたら装置を直ちに止めて電源を切った上で当社までご一報ください。その上で、当社のアドバイスに従って点検整備を行なってください。
● 炭酸ガスボンベは、普通ボンベ（気化取出し型）をご使用ください。サイフォン付ボンベ（液体取出し型）をご使用されますとガス圧調整器故障の原因となります。
● 炭酸ガスボンベのご使用は基本的に１本づつ行うことを原則とし、「ガス圧低下」が発せられました
ら予備ボンベに切替えを行ってください。ボンベを２本以上同時に使用されますと気化不良によるガ
ス圧調整器故障の原因となります。

（お願い）●突然の装置の故障を未然に防止するため、本装置は最低限一年に一度はメーカーサイドによる定期点検（有償）を実施してください。
●本説明書は装置全般としての説明です。各個別機器にはそれぞれ専用の取扱説明書がございます。装置納入時に各機器取説の員数を確認いただき、欠員があるようであれば販売店までご連絡ください。
（盤内制御計器・ポンプ類・ｐH電極・自動弁など）－2－２．装置概要
本装置は炭酸ガス（ＣＯ ２ ）を使用し、アルカリ排水のｐHを連続的に中和処理することを目的とした装置です。
運転の流れとして、原水槽の水位がＨ水位になると原水ポンプが作動し、原水はｐH中和装置に設置された反応槽に移送されます。反応槽に設置されたｐＨ電極の指示値に より自動的に炭酸ガス電磁弁が開き、炭酸ガスが注入され、原水と混合され中和を行い ます。中和処理された水は反応槽よりオーバーフローにて排出され、原水槽の水位がＬ 水
位になると原水ポンプが停止し、後注入として2分間（初期設定）、ｐＨ処理を継続した
後、中和処理を停止いたします。
本 装 置で は、 炭 酸ガ スの 過 小注 入及 び 過剰 注入 に よる ｐＨ 値 のバ ラツ キ を少 なくする
ために、反応槽ｐＨ計の指示値を、常にＰＩＤ調節計にフィ－ドバックし、最適なガ ス
量を供給するとともに最適なｐＨ値となる様、ガス注入電磁弁をコントロ－ルします。

３．仕様
ＣＰＣ－０３Ｂ：ＭＡＸ ３ｍ ３ ／Ｈｒ

処

理

能

力

制

御

方

式

ＰＩＤ制御方式

原 水 ｐ Ｈ 値

７.０～１１.５

原

水

温

度

原 水 Ｓ Ｓ 濃 度
周囲

温ＣＰＣ－０６Ｂ：ＭＡＸ ６ｍ ３ ／Ｈｒ

４０℃以下
１０００mg/L 以下。
（ＳＳ量が多くなると使用ガス量は増大します。）

度

０処 理 水 ｐ Ｈ 値

５.８

－3－

～

４０℃
～

８.６

４．フロ－シ－ト

５．操作手順１． 炭酸ガスボンベにＣＯ ２ がある事を確認してください。
ボンベバルブ（ボンベ本体上部の栓）を開く前に、まず、全てのネックバルブと炭酸
ガス圧力調整器の圧力調整ハンドルとガス流量調整ハンドルをＳＨＵＴの方向（時計の針と反対方向）に回して、完全に閉じてください。次にボンベバルブを初めゆっくり開き、続いてそのボンベのネックバルブを開いてください（全開）。このとき、圧力調整器の一次側圧力計の表示が１０．０～６．０ＭＰａ付近であることを確認してください。
２． 炭酸ガス圧力調整器一次側圧力計の赤指針（ガス圧低下設定）を３．０ＭＰａに設定してください。
３． ３相２００Ｖ電源を供給してください。
（制御盤面の電源ランプ表示にて確認してください。）
４． 反応槽に水張り（清水）を行い、ｐＨ電極のゴムキャップを取り外してください。

(お願い)

電極先端を長時間空気中にさらした状態にしているとｐH 計が故障する恐れがございます。保管時はゴムキャップ内に清水を入れた状態でキャップをつけ、保管するようにしてください。

５． 制御盤面のすべてのセレクトスイッチを「閉」又は「切」にし、すべてのブレーカを投入してください。

－4－

６． ガス圧調節器の予熱完了までアイドリング
装置電源を入れると、予熱タイマー（約５分）が作動して｢予熱」のランプが点滅します。ランプが点滅から点灯に変わったら、ガス圧調節器の予熱は終了し、装置は運転可
能となります。
７． 標準 ４：７校正 液にて、ｐ Ｈ指示計と ｐＨ記録計 （オプショ ン）の校正 を行ってく だ
さい。
(備

考)

校正手順につきましては本取説８-４項を御参照ください。

８． 反応槽ｐＨ指示計・ｐＨ調節計の設定を行ってください。
ｐH指示計

ＨＨ：8.6（60秒以上、ＨＨ設定値以上のｐH状態が続くと警報発信）
ＬＬ：5.8（60秒以上、ＬＬ設定値以下のｐH状態が続くと警報発信）

ｐH調節計
(備

考)

８-１項参照設定方法につきましては本書８項及び個別取扱説明書を御参照ください。

９． ガス圧の調整を行ってください。
ガス圧調節計の予熱が終了しましたら「ＣＯ ２ 注入弁のセレクトスイッチを「開」にして、ガス圧調節器の流量調節バルブを開き、ガスが流れている状態にしてください。
炭 酸ガ ス圧 力 調整 器の 圧 力調 整ハ ン ドル をＯ Ｐ ＥＮ の方 向 にま わし 、 二次 側圧力計の 表示 が０ ． ３ Ｍ Ｐａと なる よう設 定し ます。 次に 、ガス 流量 調整ハ ンド ルをＯ Ｐ Ｅ
Ｎの方向にまわし、炭酸ガス流量を規定流量に設定してください。
(備

１０．

考)

炭酸ガス設定流量値につきましては本書１０－１項を御参照ください。

炭酸ガス接続部から漏洩のないことを確認してください。

漏洩の確認には石鹸水(家庭用中性洗剤を１０～２０倍に薄めたもの)を使用します。
炭酸ガス圧力調整器のねじ込み部や各接続部に石鹸水を塗布し、泡が出ていないかを確認してください。この時、電源コード部・ガス圧調節器の流量計樹脂部には石鹸水を塗布しないよう注意してください。 ガスの漏洩が発見された場合には、その部分の増し締めを十分に行い、漏れを無くしてください。

《警 告》 本装置をガス漏洩状態のまま運転しますと、重大な怪我や死亡につながる可能性がありますので、十分に注意してください。

《警 告》 流量計樹脂部に石鹸水等を塗布すると、樹脂が劣化破損し、ガス漏れに発展する可能性があります。十分に注意してください。

－5－

１１．原水流量の調整
制御盤面の原水ポンプ以外の機器スイッチを自動にした上で、原水ポンプスイッチを「手動」にしてください。その状態で原水ポンプ吐出側配管に設置されている流量計をモニターしながら、流量調節バルブにて流量の調節を行ってください。流量調節後は速やかに停止させてください。
１２.自動運転への移行
制 御盤面の原 水ポンプと ＣＯ 2 注入 弁のスイッ チを「自動 」にしてく ださい。以 上により、装置は自動運転を行います。

１３． アナログタイマの設定について
本装置では、タイマ関係はシーケンサプログラムにより設定されておりますが、「炭酸ガス後注入時間」と「ｐH異常検知時間」のみ、調節が可能となっております。

シ ー ケ ン サ の 開 閉 カ バ ー を 開 く と 内 部 に 2つ の ボ リ ュ ー ム
ダイヤルがあり、上側のＶＲ１が「炭酸ガス後注入時間」、下側のＶＲ２が「ｐＨ異常検知時間」となっております。
調節は精密ドライバ等を使用し、行ってください。
ＶＲ１：０～ＭＡＸ約２分（初期設定約30秒）

ＶＲ２：０～ＭＡＸ約３分（初期設定約60秒）

６．手動運転原水ポンプとＣＯ２ 注入弁は制御盤面のスイッチを「手動」・「開」にする事により､単独運転が出来ます｡ただし､ガス圧調節器の予熱が終了しなければ、注入弁は「開」でも運転することは出来ません。
予熱が終了すれば「開」で運転が可能となります。
(お願い)

手動運転は基本的に機器のチェック等に行い､通常の運転においては自動にて運転を行ってください｡－6－７．自動運転時の各機器の動作
７－１ 原水ポンプ
原水槽の水位に連動し動作します。水位Ｈレベル以上になると自動的に運転を開始し、水位Ｌ以下になると停止します。
７－２ ＣＯ２ 注入弁
原水ポンプが動いている状態で、ｐＨ調節計からの指令により開閉動作を行います｡
原水ポンプ停止後、後処理として２分間（シーケンサ VR1 タイマ）中和処理を継続し、停止します。、（ｐＨ調節計からの制御方法はＰＩＤ制御にて行われます｡）
７－３ 炭酸ガス圧力調整器
炭酸ガス圧力調整器詳細図

炭酸ガスボンベからのＣＯ２液をガス圧調節器にてガス化すると共に、圧力調整しながら連続的に反応槽へ移送します。又､圧力スイッチの作動により炭酸ガスボンベ内の圧力が低下すると炭酸ガ
ス圧力低下警報が発せられます。
(備考) ① 一次側圧力計の赤指針（ガス圧低下設定）の設定値は３．０ＭＰａです。
② 二次側圧力計の表示は０．３ＭＰａとなるようにガス圧調整ハンドルをまわし設定してください。

－7－８．計器について
８－１ ＰＸＲ５型ｐＨ調節計の動作説明(1)目標値設定（SV）
ｐＨ７．０前後の目標値としてください。
(2)比例帯設定値（Ｐ）

pH 調 節 計 パ ﾗﾒｰﾀ表

偏差に比例した出力信号(設定値と測定値との偏差に比例して出力）(1)SV…pH7.0

が変化します。
※目標値に近づきにくい場合は、比例帯（Ｐ）を少し狭くします。

(2)P …14.0%※ハンチング現象が起きる場合は逆に広げて、感度を下げてください。

(3)i …53秒(4)d … 8秒(3)積分時間（ｉ）(5)TC… 6秒。

設定値(SV)と測定値(PV)との偏差に比例して出力の速度変化が変わります。
※積分時間を短くすると、目標値に早く近づきますが、早すぎるとハン

Hys…(無関係)(6)AT…

0

チング現象となります。少しずつ、ゆっくりｐＨ値が目標値に近づくようにしてください。
(4)微分時間（ｄ）
測定値(PV)の変化から予測して制御の安定性を向上させます。
微分時間変動する速度に比例して出力が変化する動作です。最大偏差、微分時間(d)が大きいほどわずかな偏差の変化に対して敏速に反応しますが自分自身の変化に細かいハンチングを生じます。
※設定の目安として、積分時間(i)の1/6～1/7程度の時間に設定してください。
(5)比例周期（Ｔｃ）
時分割制御の周期を設定します。※５～１０秒が推奨範囲です。
(6)オートチューニング（ＡＴ）
上記Ｐ,ｉ,ｄ定数を自動的に設定させるときに使用します。装置自動運転中にＡＴパラメータを「１」にすることで、自動調整を開始（表示部にドット点滅）し、調整が終わると通常運転状態に戻ります。
※
８－２

ｐH 調節計の取り扱い詳細は別途個別取扱説明書をご参照ください。

ｐＨ記録計（オプション）

処理水槽のｐＨ値を記録します。詳しくは別途個別取扱説明書をご参照ください。

－8－

８-３

ｐH電極の清掃について

ｐH中和装置において、一番重要な部分はｐH電極とその指示値にあります。その測定値が狂っていると、中和装置として成り立たなくなってしまいます。ｐHの指示値を正確に測定するためには、ｐH
電極のメンテナンス（清掃と校正）が重要となります。清掃は１週間に１度を目処に行い、ｐ H校 正は １ ヶ 月 に １ 度 行 う よ う に し て く だ さ い 。 ま た 、 ｐ H電 極 は 、 長 時 間 空 気 中 に 放 置 し て
お き ま す と 内 部 液 が 乾 燥 し 、使 用 不 能 に な る 場 合 が あ り ま す の で 、作 業 は 速 や か に 行 い 、
作業後はすぐに槽内に戻すようお願いいたします。
ｐH電極は長時間使用しているとセンサー部に汚れが付着し、測定値に誤差を生じさせることがあります。ｐH電極の清掃は以下のように行ってください。
先端の保護カバーはねじこみ式になっていますので、取り外しが可能ですが、この際、内部のガラス電極部（非常に薄いガラスです）が破損しないよう、充分に注意して行ってください。油膜など、カーゼ等ではふき取れない汚れの場合、弱酸性液や中性洗剤などを使い洗浄してください。
ま た 、 清 掃 の 際 、 電 極 の 緑 色 の 半 透 明 内 部 に 充 填 さ れ て い る KCL（ 粉 末 塩 化 カ リ ウ ム ）の 残 量 を チ ェ ッ ク し 、 お よ そ 1/5以 下 に 減 っ て い れ ば 新 し い 電 極 と 交 換 し て く だ さ い 。 ｐ
H電 極 は 消 耗 品 で す 。

－9－

８-４

各計器のｐH校正について

ｐ Ｈ 校 正 に は ｐ Ｈ 7液 に よ る Ｚ Ｅ Ｒ Ｏ 校 正 と 、 ｐ Ｈ 4液 に よ る Ｓ Ｐ Ａ Ｎ 校 正 の ２ 種 が ございます。１週間に１度ＺＥＲＯ校正のみを行い、１ヶ月に１度ＺＥＲＯ・ＳＰＡＮの両校正を行ってください。
ｐ H校 正 に 必 要 な も の・ ｐ H校 正 液 （ ｐ H6.8 6と ｐ H4.0 1）
校 正 液 が な く な り ま し た ら 装 置 販 売 店 に て ご 購 入 く だ さ い 。校 正 液 は 開 封 か ら
３ ヶ 月 間 が 性 状 保 証 期 間 と な り ま す 。保 管 時 は 冷 暗 所 に 保 管 す る よ う に し て く だ さい。
・ 200ml程 度 の プ ラ ス チ ッ ク 系 容 器

×３ケ

ビ ニ ル コ ッ プ 等 で も 可 。各 容 器 に「 ｐ H7」「 洗 浄 水 」「 ｐ H4」の ラ ベ ル を 貼 る 、書くなどしておくと作業しやすくなります。
・ 洗浄用水
純水・精製水をご使用ください。水道水でも洗浄はできますが、校正の精度が低下する恐れがございます。
・ プラス／マイナス精密ドライバー
計器によって必要となります。専用ドライバーが計器付属品として付いている場
合は、制御盤内に保管するようにしてください。

《注

意》

ｐH 電極の先端は薄いガラス製のため、壊れやすくなっています。清掃時、校正時とも、電極先端が破損しないよう注意して行ってください。
電極先端を長時間空気中にさらした状態にしているとｐH 計が故障する恐れがございます。校正終了後は速やかに電極を槽へ取り付けるようお願いします。

－10－

ｐ H校 正 の 基 本 的 な 流 れｐ H校 正 は 各 計 器 ご と に 行 う 必 要 が あ り ま す 。 以 下 の 手 順 に 従 っ て 校 正 を 行 っ て く だ
さい。
1. 3つ の 容 器 に ｐ H 6 .8 6標 準 液 ・ ｐ H 4 . 0 1 標 準 液 ・ 純 水 を そ れ ぞ れ 容 器 の 半 分 程 度 入
れ て く だ さ い 。こ の と き 、容 器 に 名 称 を 書 く な ど し て 混 同 し な い よ う に し て く だ
さい。
2. 校 正 す る 計 器 の ｐ H電 極 を 槽 か ら 取 り 外 し て く だ さ い 。
3. 8-3項 に 従 い ｐ H電 極 の 清 掃 を 行 っ て く だ さ い 。清 掃 せ ず に 校 正 を 行 う と 、正 確 な計測ができません。
4. 次 に 下 図 に 従 っ て ｐ H電 極 を 各 校 正 液 に 浸 し て い き ま す 。
5. ま ず は 純 水 に て 電 極 を す す ぎ ま す 。
6. 次 に ｐ H6.86標 準 液 に 浸 し て 、15～ 30秒 程 な じ ま せ た あ と 計 器 側 に て ZERO（ ｐ H7）
校正を行ってください。
7. ZERO校 正 が 終 わ り ま し た ら 、ｐ H電 極 を 純 水 で 再 度 す す い で か ら ｐ H4.0 1標 準 液 に
浸 し 、 SPAN（ ｐ H4） 校 正 を 行 っ て く だ さ い 。
8. SPAN校 正 が 終 わ り ま し た ら 、ｐ H電 極 を 純 水 で 再 度 す す ぎ 、ｐ H電 極 を 槽 に 戻 し てください。
9. 校 正 が 終 わ り ま し た ら 、各 校 正 液 は 中 和 槽 内 に 捨 て て く だ さ い 。一 度 使 用 し た 標
準液は数値に誤差が出てしまっているため、続けて使用することはできません。
＜注意！＞
計 器 に よ り ま し て は ⑤ ～ ⑧ の 校 正 を 2～ 3回 行 う よ う 推 奨 し て い る も の も ご ざ い ま
す 。 そ の 際 も 、 各 校 正 液 は 1回 1回 の 校 正 の 度 に 新 し い 液 に 入 れ 替 え て 校 正 し て く だ
さ い 。同 じ 液 で 校 正 を 繰 り 返 し ま す と 、計 器 と し て 一 番 重 要 に な る 最 後 の 校 正 時 に 、校 正 液 の ｐ H値 が 狂 っ て い る 状 況 に な っ て し ま い ま す 。

－11－NN-2000型

ｐ H調 節 計 の 校 正
・ 校 正 ⑥ で の ZERO（ ｐ H7） 校 正 方 法 【 自 動 校 正 】
現 在 値 表 示 状 態 か ら MEAS/MODE ボ タ ン を 押 す と 表 示 部に 「 SET」 と 表 示 さ れ ま す 。 そ の 状 態 で C A L ボ タ ン → ｐ H 7
ボ タ ン を 押 す と 、表 示 部 が 点 滅 し 、自 動 校 正 を 開 始 い た し
ま す 。 点 滅 が 終 了 し 6.8と 表 示 す れ ば 校 正 終 了 で す 。
・ 校 正 ⑦ で の SPAN（ ｐ H4） 校 正 方 法 【 自 動 校 正 】
ZERO校 正 終 了 時 点 で は CALの ラ ン プ が 点 灯 し た ま ま で 、そ の 状 態 で 、 ｐ H4 ボ タ ン を 押 す と 、 表 示 部 が 点 滅 し 、 自
動 校 正 を 開 始 い た し ま す 。 点 滅 が 終 了 し 4.0と 表 示 す れ ば
校正終了です。
＜ 注 意 ＞ 液 温 に お け る ｐ H値 の 変 動 な ど を 考 慮 し た 場 合 は

手 動 校 正 を 行 う 必 要 が ご ざ い ま す 。 詳 細 は NN-200 0型 個 別 取 説 を ご 参 照 く だ さ い 。

N N-100/ 200型 ｐ H調 節 計 の 校 正
・ 校 正 ⑥ で の ZERO校 正 方 法
ZERO部 の ネ ジ 蓋 を 外 し 、 ｐ H6.86液 に 浸 漬 し た 状 態 で 、ZEROの ボ リ ュ ー ム ダ イ ヤ ル を 回 し 6.86付 近 に 調 整 し て 終了。
・ 校 正 ⑦ で の SPAN校 正 方 法
同 様 に SPAN部 の ネ ジ 蓋 を 外 し 、ｐ H4.01液 に 浸 漬 し た 状
態 で 、 SPANの ボ リ ュ ー ム ダ イ ヤ ル を 回 し 4.01付 近 に 調 整
して終了。
校正終了後はネジ蓋を取り付けてください。

－12－

N N-1000型 ｐ H調 節 計 の 校 正
・ 校 正 ⑥ で の ZERO校 正 方 法
ｐ H 6 . 8 6液 に 浸 漬 し た 状 態 で 、 Z E R Oの ボ リ ュ ー ム ダ イ
ヤ ル を 回 し 6.86付 近 に 調 整 し て 終 了 。
・ 校 正 ⑦ で の SPAN校 正 方 法
同 様 に 、 ｐ H 4 . 0 1液 に 浸 漬 し た 状 態 で 、 S P A Nの ボ リ ュー ム ダ イ ヤ ル を 回 し 4.01付 近 に 調 整 し て 終 了 。

TR-100CP型 ｐ H記 録 計 の 校 正＜注意＞
記録計校正中は、ペンレバーでペンを紙から離し、モードスイッチを
REC ORD–OFF

ALA RM

－OFFの 状 態 に し て く だ さ い 。 そ う し な い と SPAN時 に 警報が出たり、記録紙に異常な線が記録されてしまいます。
・ 校 正 ⑥ で の ZERO校 正 方 法
ｐ H6.86液 に 浸 漬 し た 状 態 で 、 ZEROの ボ リ ュ ー
ム ダ イ ヤ ル を 回 し 6.86付 近 に 調 整 し て 終 了 。
・ 校 正 ⑦ で の SPAN校 正 方 法
同 様 に 、 ｐ H4.01液 に 浸 漬 し た 状 態 で 、 SPANのボ リ ュ ー ム ダ イ ヤ ル を 回 し 4.01付 近 に 調 整 し て
終了。

－13－

９

ｐＨ電極の交換
ｐＨ電極を継続して使用していますと、内部の塩化カリウム（ＫＣｌ）が消費されていき、なく な っ て し ま い ま す 。 こ の ｐ Ｈ 電 極 は 消 耗 品 で す の で 、 Ｋ Ｃ ｌ の 補 充 は 行 え ま せ ん 。 完 全 に なくな る 前 に 新 品 に 交 換 す る よ う に し て く だ さ い 。 測 定 液 の 性 質 や 温 度 に も よ り ま す が 、 通 常 、 １０
～１８ヶ月での交換を推奨いたします。
交換方法

ｐＨ電極の交換は、丸ごと交換ではなく、センサー部のみの交換となります。上図左のＴＰ１０ １ 型 の 図 が 交 換 用 ｐ Ｈ 電 極 で す 。 交 換 の 際 は 、 枠 内 図 の 斜 線 部 の 部 品 を 取 り 外 し 、 セ ン サ 部のみ交換を行ってください。
ま た 、 Ｔ Ｐ １ ０ １ 型 に は 付 属 品 と し て 透 明 な 筒 が 付 い て い ま す 。 こ れ は 細 穴 に 配 線 を 通 す ための補助具です。下図を参考にご使用ください。（交換後は旧ｐＨ電極と共に処分してください）
ｐＨ電極交換後は必ずｐＨ校正（8-4項参照）を行ってください。

－14－

１０．炭酸ガス圧力調整器について
１０－１ 炭酸ガス流量の設定
炭酸ガスの必要流量は下表を参照し、目安としてください。
（１ｍ3／ｈｒ当り）（炭酸ガス必要流量表）
ｐＨ値

１０

１０.５

１１

１１.５

ガス流量
（Ｌ/min）

０.５

１.０

２

２～５

（算出例） ３ｍ3／ｈｒ処理 ,ｐＨ１０の場合 ： ３×０．５＝１．５となり、炭酸ガスは、１．５（Ｌ／ｍｉｎ）必要となります。

１０－２ ガス漏れ点検要領
炭酸ガスが通常以上に消費される場合、ガス漏れ等が発生している場合があります。
下記をチェックしてください。
１．配管継手部分に石鹸水を塗布し、泡が出ている箇所はガス漏れです。
…………再度の締め付け、またはパッキン等の交換をしてください。

《警 告》 炭酸ガス配管の継手部分を取外しする時は、必ず、事前に配管内の圧力を完全に抜ききってください。
圧力が掛かったまま取外しを行いますと、重大な怪我や死亡につながる可能性がありますので、十分に注意してください。
２．ガス圧調節器に異常に霜が発生している場合。
…………ヒーターが切れていることが考えられます。
…………ガス流量の過大が考えられます。
…………調整器内のガス漏れが考えられます。

《警 告》 調整器本体、ＣＯ ２圧力計等のねじ込み部、ＣＯ ２流量計、安全弁からのガス漏洩が発見されましたら、直ちに使用を中止し、速やかに弊社までご連絡ください。
３．炭酸ガス注入弁に、ゴミや氷等が付着し、逆止不良となっている。
…………洗浄する。

－15－

１１．警報について
本装置は異常時の警報として「ポンプ過負荷」「ガス圧異常」「ｐＨ異常」「原水槽満水」を表示し、これらの警報の発令時は制御盤のランプ点灯と同時にブザーが鳴ります。ブザーは盤面スイッ
チにより停止できますが、ランプは異常要因を解決しないと消灯しません。
「ポンプ過負荷」………

原水ポンプが何らかの原因により過負荷状態になると発令します。速やかに装置を停止し、原因を調べ、復旧してください。ポンプ停止のため、自動運転は中断いたします。

「ガス圧異常」………

炭酸ガスボンベの圧力が低下し3MPa（初期設定）より下がりました。装置は自動運転を継続いたしますが、速やかにボンベを取り換えてください。

「ｐH異常」………

反応槽のｐHが設定時間（VR2設定時間）以上、規定値を逸脱しました。装置は自動運転を中断いたします。ｐH調節計の設定を見直す、炭酸ガス注入量を増加させる等をして調整を行ってください。

「原水槽満水」………

原水槽の水位が異常に高くなりました。過剰な給水が生じたか、ポンプが故障もしくはレベルスイッチが故障していることが考えられます。装置は自動運転を継続いたします。

－16－

１２ ． ト ラ ブ ル 対 策
内容

原因及び結果対策

PH 値が設定値 (SV) ガス量不足です。
に近づかない。

◎炭酸ガス流量計のハンドルを調節しガス量を増加させる。
◎圧力調整器の圧力ハンドルを廻しガス量を増加させる。
（但し MAX0.5MPaG）

設定値(SV)を大きく ガスの過乗注入です。
上回る。

◎炭酸ガス流量計のハンドルを調節しガス量を減少させる。

指示値と測定値との ①pH ｾﾝｻｰを標準液に浸し､pH4：7 ①定期的に校正を行って下さい｡
ずれが大きい。
校正を行って下さい｡②pH7 ………異常なし②校正が出来ない場合。
pH7 以外…計器本体を修理又は交換して下(pH 計の G.R を短絡)
さい｡
指示値のオーバー①ｐＨ電極の劣化不良。
②ケーブルの絶縁不良。
③pH 計以外の計器の絶縁不良。

①ｐＨ電極の交換。
②ｹｰﾌﾞﾙを短く加工、又は交換。
③ｐＨ調節計及びその他の外部動力間との絶縁確認。

炭酸ガスの注入不良①ガス圧力の低下による。
①１次側圧力が低下している場合は、ボンベ②ガス注入ライン中のバルブ誤操作
内にガスが残っていません。予備ボンベにによる。
取替えて下さい。
③流量管の破損による。
①２次側圧力のみ低下している場合は、ガス
圧調整器圧力調整ハンドルを回し加圧して下さい。それでも上昇しなければ故障と思われます当社まで連絡下さい。
②バルブ位置を確認して下さい。
③流量管を交換して下さい。

装置が起動しない①各ブレーカーが投入されていな ①各ブレーカを投入して下さい。
い｡②各セレクトスイッチを「入」又は「自動」②各セレクトスイッチが「切」又はにして下さい。
「閉」になっている。

装置停止中、原水流 原水水質、または原水に含まれる固 目標値を下げることで、多少の戻りがあっ
入していないのにｐ 形物等により、反応速度が遅くなる ても問題ないように設定する。
Ｈ値が変動する。
場合、または、瞬間的には反応するが、徐々に戻る場合があります。 槽内の浮遊物・沈殿物の清掃を行う。

－17－

１３．保守点検
以下に本装置の一般的保守・点検事項を記します｡
尚､各機器の詳細取扱いにつきましては､各々の図面及び取扱説明書を参照して下さい｡（１）下記の点検周期につきましては、装置の運転状態などにより異なります｡（２）日頃より随時、各機器の運転状況及び計器指示値の監視を行って、交換・補充・調整の必要を事前に察知するようにして下さい｡（お願い） 特にｐＨ電極の汚れによるｐＨ指示値の狂いが生ずる例が多いので、ｐＨ電極の洗浄は怠らないようにして下さい。

項

目

ｐH 計
ｐH 電極

点検項目

備

(日)ｐＨ指示計のモニター。
(週)ｐＨ電極の洗浄。
(月)標準液にてｐＨ校正。

考◎柔らかい布に中性洗剤を付けて洗浄して下さい｡◎pH7 液…ZERO 調整◎pH4 液…SPAN 調整(一度使用した標準液は再度使用しないで
下さい｡)

ｐＨ調節計
(週)指示値のモニター。
ガス圧調整器 (日)ガス流量のモニター。
(週)一次／二次圧力計のモニター。
一次側下限警報設定(3.0Mpa)
二次側…(0.3Mpa)
炭酸ガス(日)炭酸ガス有無の確認。
◎炭酸ガスが不足すると制御盤面の「ＣＯ２圧力低下」表示が点灯します。
※ガスボンベは 1 本ずつ御使用願 ◎原水ｐＨ値が１１．５以上になると、炭酸います。
ガス消費量が急激に増加しますのでご注意下さい。
（日）……１日に１回（週）……１週間に１回（月）……１ヶ月に１回

１４．消耗品リスト
１．
Ｎo．

ｐＨ指示計
部

品

名

規

格

材

１

ｐＨ電極

浸漬型

２

ｐＨ標準液

ｐＨ4,ｐＨ7

質

取替期間

Ｐ．Ｐ

10～18ヶ月

２．その他、機器単品の取扱説明書に従い対処して下さい。

－18－

開封から
3ヵ月

備

考

１５．

使用薬品の取扱上の注意 《警 告》 本装置においては中和剤として液化炭酸ガスを使用しています。以下の表に
その性状などを記しますが、取り扱いにあたっては責任者を決め、必ず、責任者のもとで教育並びに訓練を受けた方が行う必要があります。

【炭酸ガス】
名

１
２
３

名
式
称
名
荷
姿
(1) 外 観 ・ 状 態
物
理性
的質
化
学
的
性
質

化
化
別

学
学

(2) 臭
い
(3) 比
重
(1) 腐 食 性(2) 爆 発 性
(3) 引 火 性
(4) 分 解 反 応

二酸化炭素ＣＯ ２ （分子量 ４４.０１）
炭酸ガス（Ｃａｒｂｏｎｉｃ Ａｃｉｄ）
３０㎏又は５０㎏入り液化炭酸ガスボンベ
化学的には不活性で安定している。不然性ガスとして消火用ガスに使用される。
弱い酸味や臭気を感ずることがある。
ガス：１.５２９
液：０.９３
乾燥状態ではない。湿分の存在では炭素鋼に対して有。
特になし
水に溶け易い。１５℃の水１Ｌに対し、約１Ｌのガスが溶ける。
溶解度は温度が低いほど圧力は高いほど大きくなる。

人 体 へ の 影 響＊呼吸しても中毒は起しませんが、濃度が高いと窒息する恐れがある。（付表－１）＊１.５％以上のガス濃度のところへは入らない。

取扱い上の注意＊直射日光の当たらぬ場所に設置するか、日除けカバーで直射日光を避ける。周囲温度によってボンベ内の圧力が大きく変化する。（付表－２）

保 管 上 の 注 意＊通風の良い場所に保管する。

－19－

（付表－１）
空気中の炭酸ガスの濃度と症状
４.０
呼吸がさらに深くなる：呼吸数増加、軽度の濃 度
影響（通常の酸素濃度における）あえぎ状態：相当な不快感。
（％）
呼吸が極度に困難になる：重度のあえぎ：多くの人がほとんど耐えられない状態になる：
正常空気
悪心（吐気）の出現する場合がある：３０分の暴露で中毒症状。
７～９ 許容限界：激しいあえぎ：約１５分で意識不長期安全限界明。
１０～
調整機能不能：約１０分で意識不明。
作業性及び基礎的生理機能に影響を及
ぼさずに長時間にわたって耐えること １１ができるが、カルシユウム・リン代謝に影響の出る場合がある。
５.０

０～
０.４
０.５

１.５

１５～

２.０

呼吸が深くなる：呼吸量３０％増加

３.０

作業性低下：生理機能の変化が体重、血圧、心拍数などの変化として現れる。

２０
２５～
３０

さらに重い症候を示すが、１時間では致命的ではない。
呼吸低下：血圧降下：昏睡：反射能力喪失：
麻痺：
数時間後に死に至る。

（付表－２）－ 以 上 －

－20－