更新：2021.02

Bluetooth® 対応データロガー

TR4 シリーズ 機能と仕様
測定項目

データ収集

温度Bluetooth

データ閲覧

スマートフォン/タブレット用アプリ
おんどとり Web Storage

警報なし

スマートフォン/タブレットからBluetoothで機器の設定・データの吸い上げ・モニタリング・グ
ラフ表示が可能な温度データロガーです。アプリで収集したデータは無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」へ自動送信してPCのブラウザやグラフソフトで解析することができます。
また専用アプリでPDF形式のレポートを出力することが可能です。
TR41/42は温度センサ付属(TR41は内蔵)で防水性能があります。
TR45は汎用の温度センサ(熱電対、Pt.100規格)に対応し、専門性の高い用途に適しています。
T&D Graph

PCにダウンロード

BluetoothAndroid用, iOS用アプリ

ThermoREC（Android / iOS）

本体設定、グラフ表示（モニタリング、記録データ吸い上げ）、クラウドへ送信

ダウンロード(無料)

データロガー
測定・記録

ThermoStorage（Android / iOS）

TR4をたくさん使う場合、一括で記録データ吸い上げ、クラウドへの送信

TR4 Report（iOS）

スマートフォン／タブレット

指定した期間の記録データからグラフを含むPDF形式のレポートを作成

機器設定
グラフ表示 / データ吸上げ
クラウドへデータ送信※ Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社ティアンドデイはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
製品型番

測定項目

測定範囲

応答性が緩やか防浸形

TR41

温度 1ch（センサ内蔵）－ 40 ～ 80℃

校正対象

TR42

温度 1ch（外付けセンサ）－ 60 ～ 155℃

校正対象

TR45

温度 1ch（熱電対 , Pt センサ対応）

熱電対－ 199 ～ 1760 ℃

Pt－ 199 ～ 600 ℃

Bluetooth でスマートフォンにつながる

スマートフォンから周辺のデータロガーと通信。アプリ
でデータの確認・グラフ表示・クラウドサービス「おんどとり Web Storage」への送信・PDF レポートの作成・機器設定などが可能。

15 通りの記録間隔と大記録容量

記録間隔は 1 秒～ 60 分の間で 15 通りからの選択方式。
1 台につき 16000 データを測定・記録。
例：記録間隔 60 分で 666 日（約 2 年間）の連続記録
Bluetooth 機能は日本の技術基準適合証明、FCC、IC、CE の認証を受けています。それら以外の認証が必要な国、地域でのご利用は法律により罰せられることがあります。

備考

応答性の高い外付けセンサ付属
生活防水
豊富なオプションセンサ

熱電対センサ K, J, T, S, R タイプに対応
校正対象外

※

Pt100, Pt1000 センサ３線式 / ４線式に対応
保護管、ケーブルの長さが指定ができるオー
ダーメイドのオプションセンサ

校正対象

1 台で熱電対 / Pt センサに対応 (TR45)

データロガー背面の端子台に熱電対センサか Pt センサのどちらかを接続。
TR45 背面端子台
Ptセンサ

A熱電対センサBBTR4 シリーズ Bluetooth® 対応 データロガー
TR41

TR42

測定チャンネル

温度 1ch

温度 1chセンサ

サーミスタ内蔵サーミスタ

測定範囲-40 ～ 80℃-60 ～ 155℃

TR45

熱電対
K, J, T, S, R タイプ

温度 1chPt100, Pt1000
3 線式 / 4 線式 (*1)

接続端子 M3.5

K -199 ～ 1370 ℃
J -199 ～ 1200 ℃
T -199 ～ 400 ℃
S -50 ～ 1760 ℃
R -50 ～ 1760 ℃-199 ～ 600℃

熱電対測定精度 :平均± 0.3 ℃

at -20 ～ 80 ℃

精度

平均± 0.5 ℃

at - 40 ～ -20 ℃ ,80 ～ 110 ℃

平均± 0.5℃

平均± 1.0 ℃

at - 60 ～ - 40 ℃ ,110 ～ 155 ℃(センサの誤差含まず)

K, J, T± (0.5℃ + 読み値の 0.3 %)at -100℃以上

S, R± (1.5℃ + 読み値の 0.3 %)at 100℃以上

冷接点補償精度 :± 0.5℃

± (0.3℃ + 読み値の 0.3 %)at 本体環境温度 10 ～ 40℃± (0.5℃ + 読み値の 0.3 %)at 上記以外の本体環境温度

at 本体環境温度 10 ～ 40℃± 0.8℃at 上記以外の本体環境温度

測定分解能

0.1℃

0.1℃

熱時定数 :
空気中約 30 秒
攪拌水中約 4 秒
90% 応答 :空気中約 80 秒
撹拌水中約 7 秒

K, J, T : 0.1 ℃
S, R : 約 0.2℃

0.1℃

--

応答性

熱時定数 : 約 15 分
90% 応答 : 約 35 分

データ記録容量

16,000 個

記録モード

エンドレス : 記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録
ワンタイム : 記録容量がいっぱいになると記録を停止

記録間隔
液晶表示

通信インターフェース
電源

電池寿命 (*3)

本体寸法

本体質量

本体動作環境
防水性能

付属品
データ収集

ソフトウェア1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 の 15 通り
測定値 , 記録状態 , 電池寿命警告 , その他
Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)
リチウム電池 LS14250 (*2) x 1

約 1 ヶ月 (*4) ～ 1 年半 (*5)

H 62 mm x W 47mm x D 19 mm（突起部、センサ含まず）
約 45 g

温度 -40 ～ 80℃（無線通信時 -25 ～ 80℃ ）IP67 防浸形-IP64 防まつ形 , 生活防 (*6)
温度センサ TR-5106

約 1 ヶ月 (*4) ～ 1 年 (*5)

H 62 mm x W 47mm x D 26.5 mm（突起部、センサ含まず）
約 50 g

温度 -40 ～ 80℃（無線通信時 -25 ～ 80℃ ）湿度 90 %RH 以下 結露しないことなし

ケーブルクランプ

リチウム電池 LS14250, 登録コードラベル , ストラップ , 保証書付取扱説明書一式
スマートフォン , タブレット

ThermoREC, ThermoStorage, TR4 Report（対応端末、OS バージョンについては Web サイトのソフトウェアページにて確認）*1: 4 線式センサの場合、1 本は未接続で使用します。
*2: 付属のリチウム電池 (LS14250) は市販されていません。交換にはオプションのTR-00P2 (TR41/42用) またはTR-00P3 (TR45用) をお求めください。CR2でも代用可能ですが、使用温度範囲0～60℃、振動が少ない場所で使用してください。また、低温環境では電池寿命警告機能は正常に動作しない場合があります。

*3: 電池寿命は周辺温度、記録間隔、アプリ使用状況、電池性能などにより異なります。本説明は新しい電池を使用したときの標準的な動作であり、電池寿命を保証するものではありません。

*4: 記録間隔１秒、常時グラフ表示した場合の目安です。
*5: 記録間隔10 秒以上、１日３分以内でグラフ表示した場合の目安です。
*6: センサを接続した状態の防水性能です。

上記仕様は予告なく変更することがあります。