Eclipse 5®

Conçu en pensant à vos patients actifs

O2 is what we do.

Principales caractéristiques et avantages

Une polyvalence inégaléeO2 cliniquement efficace

Saturation adéquate en O2Performances éprouvées

Devenir la norme,
dans l´oxygène
transportable grâce àsa haute technologied´administration d´oxygène
en débit continu ou pulsé.
Avec un design compact ettransportable, vos patientspeuvent aller n’importe oùgrâce au chariot de voyage
facile à attacher avec une
poignée télescopique et desroues durables. La durée devie prolongée de la batterie,les options d’alimentation
CA/CC et la vaste gammed’accessoires aident vos
patients à rester actifs.

Conçu pour s’adapter auxbesoins de vos patients
avec des fonctionnalités
cliniques uniques, ycompris autoSAT®,
ajustabilité du trigger,
UltraSenseTM et myCAIRETM
pour garantir que vos
patients recevrontl’oxygène dont ils ont
besoin, au moment où ils
en ont besoin.

Avec 6 réglages jusqu’à
3 l/min en débit continu et9 réglages jusqu’à 192 ml
de bolus en débit pulsé,
l’Eclipse 5 répond à unlarge éventail de besoinsdes patients. L’appareilfournit jusqu’à 95 %d’oxygène pur pour assurer
une saturation adéquate.

L’Eclipse 5 utilise une
technologie puissantede séparation de l’air par
adsorption sous vide àpression modulée (VPSA)
qui élimine efficacement
l’azote résiduel tout en
offrant la plus haute puretéd’oxygène. La conception
robuste permet une
maintenance minimale
et une longue durée devie, fournissant ainsi unappareil sur lequel vous
pouvez compter.

Caractéristiques techniques
DÉBIT
Flux continu :6 réglages jusqu’à 3 l/min
Débit pulsé: 9 réglages
jusqu’à 192 ml de bolus
DIMENSIONS
49,0 x 31,2 x 18,0 cm(19,3 x 12,3 x 7,1 po)
POIDS
6,8 kg/15 lb (sans batterie)8,4 kg/18,4 lb (avec batterie)
NIVEAU SONORE
40,0 dB(A) au réglage 3
Mode pulsé

SENSIBILITÉ DU
DÉCLENCHEMENT-0,135 à 0,37 cm/H2O(réglable)
AUTONOMIE DE LA
BATTERIE
Jusqu’à 5,4 h en mode
pulsé
Jusqu’à 4,4 h en modecontinuALIMENTATION
Alimentation CA :100 à 240 VAC, 50 à 60 Hz
Alimentation CC : 12 V CC
minimum (tous les réglagessont disponibles pour desalimentations CA et CC)
Batterie : Lithium-ion

GARANTIE
3 ans(tamis inclus)
1 an pour la batterie etles alimentations

Eclipse 5®

Vous emmène partout où vous voulez aller

ALIMENTATION CA(avec cordond’alimentation NEMA)CHARIOT UNIVERSEL(avec poignéetélescopique)

Numéro d’article
US : 20852326S
UE : 20852325S
RU : 20852324S

Numéro d’article5991-SEQ

ALIMENTATION CC(avec prise pour accessoires dansun véhicule)
Numéro d’article
5942-SEQKIT D’ADAPTATEUR
D’HUMIDIFICATEUR(Flacon del’humidificateurnon inclus)
Numéro d’article
7116-SEQ

O2 is what we do.

SAC POUR LESACCESSOIRES
Numéro d’article
7104-SEQ

SAC DE TRANSPORT
Numéro d’article
5010-SEQKIT D’ACCESSOIRES DE VOYAGE(Cartouche d’alimentation,chargeur de bureau, sac detransport)
Numéro d’article
5093-SEQCARTOUCHE D’ALIMENTATION(BATTERIE)
Numéro d’article 7082-SEQ
CAPOT DE PROTECTION
Numéro d’article
5052-SEQCHARGEUR DE BUREAU
DE LA BATTERIE(Batterie non incluse)
Numéro d’article
7112-SEQKIT POUR FAUTEUIL ROULANT
Numéro d’article
5220-SEQ

ADAPTATEUR DE VOYAGE
Numéro d’article 5591-SEQ

 endez-vous sur https://www.iec.ch/world-plugs pour
Rplus de détails sur les types de prises.

Pour en savoir plus sur Eclipse 5 et ses
accessoires, rendez-vous sur
eclipseoxygen.com

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÈTES, CONSULTEZ LA
DÉCLARATION DE GARANTIE RELATIVE AU PRODUIT.
Veuillez consulter le mode d’emploi applicable au produit pour les indications,contre-indications, avertissements, précautions et informations de sécurité
détaillées relatifs au produit.
© 2022 CAIRE Inc. Tous droits réservés. ML-CONC0148-1 D