MANUALE DIISTRUZIONIPER MONITOR DIGITALEDELLA PRESSIONESANGUIGNA
CH-456• Leggere tutte le informazioni contenute nel
manuale di istruzioni prima di utilizzare ilmonitor.
n2201
Data di emissione: 2022-02-01

Assicurarsi di avere tutti i seguenti componenti.
• Unità di monitoraggio della pressione sanguigna • Manuale di istruzioni• 4 batterie AA (per il monitor)• Bracciale (modello: SCN-003)[OPZIONE]• Bracciale grande (modello: SCL-005)   • Adattatore CA (modello: AC-230CZ)NOTE GENERALI
Note generali sulla pressione sanguigna e sulla misurazione della pressione sanguigna
1.
Per sgonfiare rapidamente il bracciale, premere l’interruttore “AVVIO/ARRESTO”.
2.
Prima di applicare il bracciale di misurazione della pressione sanguigna, assicurarsi di aver selezionato
il bracciale della misura appropriata:
Bracciale (modello: SCN-003) corrisponde alla circonferenza del braccio: 22-32 cm[OPZIONE]
Bracciale grande (modello: SCL-005) corrisponde alla circonferenza del braccio: 32-42cm
3.
Quando si fissa il bracciale, regolare la posizione del bracciale in modo che il marcatore blu si trovi alcentro del braccio e l’orlo del bracciale si trovi a 1-2 cm per il bracciale/2-3 cm per il bracciale grande
al di sopra del gomito.
4.
L’auto-misurazione non è una terapia! In nessun caso cambiare il dosaggio dei farmaci prescritti dal
medico.
5.
Durante la preparazione per la misurazione della pressione sanguigna, è necessario urinare e quindi
rimanere relativamente fermi per un periodo di tempo dai 10 ai 15 minuti prima della misurazione.
6.
NON mettere troppa enfasi sui risultati di una singola misurazione. Tenere una registrazione continuadelle variazioni della pressione sanguigna. Un’immagine completa può essere ottenuta solo da un grannumero di letture.
Per ottenere misurazioni corrette della pressione sanguigna
1.
Fare cinque o sei respiri profondi e rilassarsi prima di misurare la pressione sanguigna. Se si è intensione durante la misurazione, non si otterrà una lettura valida.
2.
La pressione sanguigna sarà elevata se si è affaticati o irritati, se si soffre di mancanza di sonno ocostipazione, oppure se si è appena compiuto esercizio fisico o subito dopo un pasto.
3.
Avvolgere il bracciale intorno al braccio e stringerlo in modo che un dito possa essere inserito tra il
bracciale e il braccio.
4.
NON misurare la pressione sanguigna dopo aver fatto il bagno o dopo aver bevuto.
5.
Misurare la pressione sanguigna dove la temperatura della stanza è di circa 20 °C. NON misurare lapressione sanguigna se c’è troppo freddo (al di sotto di 10 °C) o troppo caldo (al di sopra di 40 °C)
nella stanza.
6.
NON tentare di misurare la pressione sanguigna subito dopo aver bevuto caffè o tè o dopo averfumato.
7.
Misurare la pressione sanguigna quando si è rilassati e fermi. Mantenere la parte centrale del bracciale
al livello del cuore e NON muovere il braccio o parlare.
8.
NON misurare la pressione sanguigna quando il bracciale è rimasto sul braccio per alcuni minuti o più.
Durante questo periodo, il braccio avrà accumulato una pressione sanguigna più alta e non si otterrà
una lettura valida.
9.
Se viene visualizzato l’indicatore del movimento del corpo o l’indicatore del battito cardiaco irregolare(IHB), rilassarsi e misurare nuovamente la pressione sanguigna. Se l’indicatore di battito cardiaco
irregolare (IHB) appare di frequente, si consiglia di consultare un medico in merito alle proprie
condizioni di salute.
10. La figura seguente mostra le classificazioni della pressione sanguigna secondo gli standard
dell’Organizzazione mondiale della sanità.
11. Uso previsto• Questo dispositivo è un monitor non invasivo della pressione sanguigna mediante il metodo
oscillometrico. Il dispositivo è in grado di misurare automaticamente la pressione sanguigna sistolica(SYS), la pressione sanguigna diastolica (DIA) e la frequenza di polso.
• Questo dispositivo è destinato all’uso per il controllo delle condizioni personali di salute in casa sottola direzione di un medico e non è destinato a essere un dispositivo diagnostico.
• Questo dispositivo non è destinato per l’uso con neonati o bambini piccoli e non è destinato alla
misurazione automatica del ciclo.
Misurare la pressione sanguigna alla stessa ora ogni giorno.
* La pressione sanguigna cambia in continuazione. Ciò significa che i dati raccolti su un lungo periodo
hanno un significato molto maggiore rispetto ai dati di una sola misurazione. Per questo motivo, ènecessario misurare la pressione sanguigna quotidianamente. Idealmente, si dovrebbe misurate lapressione sanguigna alla stessa ora ogni giorno, quando possibile.

9.
NON avvolgere il bracciale attorno a un braccio ferito.
10. NON avvolgere il bracciale intorno a un braccio in cui è inserita una flebo (infusione intravenosa) o cheè utilizzato per una trasfusione di sangue come parte del trattamento medico. Ciò potrebbe provocare
lesioni o un grave incidente.
11. Non condividere il bracciale con altre persone infettive per evitare infezioni incrociate.
12. In caso di dubbi sull’applicazione del bracciale al braccio sul lato di una mastectomia, consultare il
medico.
13. NON utilizzare il monitor in prossimità di gas infiammabili, come quelli utilizzati per l’anestesia. Farlo
potrebbe accendere i gas e causare un’esplosione.
14. NON utilizzare il monitor in ambienti ricchi di ossigeno, come una camera iperbarica o una tenda aossigeno di un ospedale. Farlo potrebbe accendere l’ossigeno e causare un incendio.
15. NON utilizzare telefoni cellulari in prossimità del monitor, in quanto ciò potrebbe causare un
malfunzionamento.
16. Se si utilizza un pacemaker cardiaco, consultare il medico prima di utilizzare il monitor.
17. Assicurarsi di utilizzare questa unità solo per misurare la pressione sanguigna. NON utilizzarla per altri
scopi.
18. Assicurarsi di utilizzare solo i nostri componenti e accessori autorizzati. I componenti e gli accessori
non approvati per l’uso con il dispositivo potrebbero danneggiare l’unità.
19. NON usare l’unità su bambini piccoli.
20. La misurazione della pressione sanguigna potrebbe non essere possibile con persone che soffrono diaritmie comuni, quali battiti prematuri atriali o ventricolari o fibrillazione atriale.
Precauzioni per la manutenzione
1.
NON conservare il monitor di pressione sanguigna in luoghi esposti alla luce diretta del sole, ad altetemperature (oltre 60 °C), a basse temperature (sotto -20 °C), ad alta umidità relativa (oltre il 95%) o a
quantità eccessive di polvere.
Assicurarsi di conservare il monitor di pressione sanguigna in un luogo in cui non siano presenti
bambini, animali domestici e parassiti.
2.
NON far cadere il monitor della pressione sanguigna o il bracciale e non sottoporlo ad altri urti ovibrazioni.
3.
Rimuovere le batterie se il monitor resta inutilizzato per un lungo periodo di tempo.
4.
NON tentare di smontare il monitor o il bracciale.
5.
NON piegare eccessivamente il bracciale o il tubo flessibile dell’aria.
6.
Se il monitor e il bracciale sono molto sporchi, pulirli con un panno inumidito con un detergente neutro.
Quindi strofinarli con un panno asciutto.
7.
Non pulire MAI il monitor di pressione sanguigna con alcol, solventi o benzene, poiché ciò potrebbe
danneggiare il monitor.
8.
Per pulire il bracciale, strofinarlo con un panno umido. Evitare forti sfregamenti, poiché potrebbero
causare perdite d’aria. Inoltre, fare attenzione a non far penetrare acqua nel tubo flessibile dell’aria.

Avvertenza: Mantenere asciutto: Avvertenza: Fare riferimento al manuale di istruzioni prima dell’uso: Conformità dell’apparecchio alla Direttiva RAEEIl dispositivo è stato testato e omologato in conformità a EN60601-1-2
per EMC. Ciò non garantisce in alcun modo che il dispositivo non saràinfluenzato da interferenze elettromagnetiche. Evitare di utilizzare il dispositivo
in un ambiente con forti campi elettromagnetici.

Precauzioni per l’uso
1.
Se si soffre di patologie cardiache, di alta pressione sanguigna o di altre patologie circolatorie,
consultare il proprio medico prima di utilizzare il monitor.
2.
Il gonfiaggio a una pressione superiore potrebbe provocare ecchimosi nel punto di applicazione delbracciale.
Se la pressione del bracciale risulta anomala o si provano altre irregolarità durante l’uso del bracciale,
ridurre immediatamente la pressione premendo l’interruttore “AVVIO/ARRESTO”, staccare il bracciale ostaccare il connettore del tubo flessibile dell’aria dal monitor e quindi consultare il punto vendita in cui è
stato acquistato il monitor.
3.
Se si pensa che la misurazione sia anomala o se la misurazione provoca qualche malessere,interrompere l’uso e consultare il medico.
4.
La misurazione della pressione sanguigna potrebbe non essere possibile per chiunque abbia una
pulsazione debole o un’aritmia.
5.
La ripetizione della misurazione della pressione sanguigna e il gonfiaggio eccessivo prolungato
potrebbero causare problemi quali congestione o gonfiore in alcune persone.
6.
Le misurazioni della pressione sanguigna ripetute frequentemente non daranno risultati accurati.
Consentire un intervallo di circa 1 minuto tra le misurazioni.
7.
Se si soffre di un grave problema della circolazione del sangue nelle braccia, consultare il medico prima
di utilizzare il monitor. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe essere pericolosa per lasalute.
8.
La misurazione potrebbe non essere possibile per chiunque abbia un flusso insufficiente di sanguenell’area in cui verranno effettuate le misurazioni o soffra di un battito cardiaco irregolare frequente.
Consultare il medico per un consiglio se utilizzare o meno il monitor.

<Bracciale>

Display*

Tubo flessibile dell’aria
Marcatore blu
Tasca diconservazionedel bracciale

L’adattatore CA dedicato (modello: AC-230CZ) per CH-456 è opzionale.
L’adattatore CA è disponibile presso i rivenditori che trattano i monitor digitali della pressione sanguigna
CITIZEN.

Anello in metallo
Connettore del tubo
flessibile dell’aria

L’impostazione dell’orologio consente di registrare le misurazioni con precisione.
Il monitor può registrare la data e l’ora della misurazione oltre ai risultati della misurazione. Assicurarsi diimpostare l’orologio dopo aver inserito le batterie. Impostare prima la data e quindi l’ora.

Interruttore MEMORIAInterruttore di impostazione data/ora
Interruttore di regolazione<Display>

REGOLAZIONE DELL’ORA

Interruttore AVVIO/ARRESTO
StandbyPresa del tubo
flessibile dell’aria

Vano batterie***

Display pressione sanguigna sistolica

3

Indicatore
classificazione
ipertensione

Display pressione sanguigna diastolica
Indicatore del battito
cardiaco irregolare (IHB)*

Indicatore di movimentodel corpo*
Indicatore della media

4

Display pulsazioni
Icona memoria

5
INSERIMENTO DELLE BATTERIE(Le batterie fornite con l’unità devono essere caricate nel vano prima di utilizzare il monitor di pressione
sanguigna.)*

Questo prodotto è stato progettato per l’uso per un periodo di tempo prolungato; tuttavia, in genere, si
consiglia di farlo controllare ogni due anni per garantire funzionamento e prestazioni corretti.

Proteggere l’ambiente naturale:

6

Quando si installano le batterie per la prima volta dopo l’acquisto, il monitor visualizza la schermata di
impostazione dell’orologio. Seguire il passaggio 2 e i successivi in REGOLAZIONE DELL’ORA per impostarel’orologio.

1 Aprire il coperchio del vano batteria.

aiutare a proteggere l’ambiente naturale in conformità alle normative nazionali e/o locali in materia di
riciclaggio quando si smaltiscono le batterie e il prodotto alla fine della loro vita utile.
Se si desidera smaltire questo prodotto, non mescolarlo con i rifiuti domestici generali. Esiste unsistema di raccolta separato per i prodotti elettronici usati in conformità alla legislazione della
Direttiva RAEE (Direttiva 2012/19/UE), che è in vigore solo all’interno dell’Unione Europea.

Informazioni sullo smaltimento in altri Paesi al di fuori dell’Unione Europea.

Se si desidera smaltire le batterie usate, contattare le autorità locali o il rivenditore per informazioni
sul metodo di smaltimento corretto.

Nota per il simbolo della batteria.

Il simbolo può essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. In questo caso è conforme ai
requisiti stabiliti dalla Direttiva per la sostanza chimica in questione.

Standard europeo di riferimento:

Il dispositivo di misurazione della pressione sanguigna corrisponde alle normative EN60601-1, EN1060-1,
EN1060-3, EN1060-4.

si consiglia in generale di far controllare il monitor del dispositivo di misurazione della pressione
sanguigna ogni due anni per garantire il funzionamento e la precisione corretti. Contattare un distributore.

Nome:
Indirizzo:

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.
6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi, Tokyo 188-8511, Giappone

Stabilimento
Nome:Indirizzo:

CITIZEN SYSTEMS (JIANGMEN) CO., LTD.
Building 6, No. 399 Jinxing Road, Jianghai District, Jiangmen, Guangdong, 529040,
Cina.

Rappresentante europeo:
Nome:
Indirizzo:

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, Paesi Bassi• Per i dati tecnici, contattare il nostro rappresentante europeo

Prodotto in Cina

Linguetta(sezionesporgente)
Coperchio
batterie

Vano batterie

CONTRASSEGNO RAEE

2 Inserire le batterie nel vano.

per aumentare il numero di uno.
Premere l’interruttore di regolazione(L’anno può essere regolato nell’intervallo di 2015-2044.)
Premere l’interruttore di impostazione Data/ora
per confermare l’impostazione.
Viene impostato “anno” e l’indicatore “mese” lampeggia.
* È possibile far avanzare rapidamente i numeri nel display tenendo premuto.
l’interruttore di regolazione
Premere l’interruttore di regolazione
per regolare il “mese”.
per aumentare il numero di uno.
Premere l’interruttore di regolazione
Premere l’interruttore di impostazione Data/ora
per confermare l’impostazione.
Viene impostato il “mese”, quindi l’indicatore “giorno” lampeggia.
Premere l’interruttore di regolazione
per regolare il “giorno”.
per aumentare il numero di uno.
Premere l’interruttore di regolazione
Premere l’interruttore di impostazione Data/ora
per confermare l’impostazione.
Il “giorno” viene impostato, quindi l’indicatore “ora” lampeggia.
Premere l’interruttore di regolazione
per regolare “l’ora”.
per aumentare il numero di uno.
Premere l’interruttore di regolazione
Premere l’interruttore di impostazione Data/ora
per confermare l’impostazione.
L’ora viene impostata, quindi l’indicatore “minuti” lampeggia.
Premere l’interruttore di regolazione
per regolare i “minuti”.
per aumentare il numero di uno.
Premere l’interruttore di regolazione
con il segnale orario della
Premere l’interruttore di impostazione Data/Ora
radio, ecc. per confermare l’impostazione.
Vengono impostati i “minuti” e “12” (formato 12 ore) lampeggia.
per regolare il “formato dell’ora”.
L’impostazione commuta tra il formato 12 ore (12H) e il formato 24 ore.
(24H) ogni volta che si preme l’interruttore di regolazione
per confermare
Premere l’interruttore di impostazione Data/ora
l’impostazione (12H o 24H).
Al termine della regolazione dell’orologio, la data e l’ora impostate appaiono brevemente, quindi il
display si spegne.

4 batterie “AA”

Se il monitor della pressione sanguigna
rimane inutilizzato per un lungo periodo
di tempo, le batterie dovrebbero essere
rimosse dal vano.

GancioMISURAZIONE DELLA PRESSIONE SANGUIGNA➊ Inserire il connettore del tubo flessibile dell’aria
nell’unità principale.

Posizionare le batterie facendo attenzione ai simboli dei
e .
terminali positivi e negativi• Inserire saldamente il connettore del tubo flessibile dell’aria nellapresa del tubo flessibile dell’aria sull’unità principale, come illustrato.

3 Chiudere il coperchio batteria.

Inserire
le alette(sporgenze)
nelle
rientranze.

Montare le alette del coperchio nelle rientranze
corrispondenti del corpo del vano batteria, quindi premere il
gancio per chiudere il coperchio.

RIMOZIONE DELLE BATTERIE• Quando viene visualizzata l’icona
o non appare nulla sul display, sostituire le batterie vecchie conquattro nuove batterie. Tutte e quattro le batterie devono essere sostituite contemporaneamente.
: La capacità residua delle batterie è inadeguata.
• Regolare l’orologio dopo aver sostituito le batterie.
• I dati memorizzati non vengono eliminati dalla sostituzione delle batterie.
• Non utilizzare batterie ricaricabili.
• Non utilizzare insieme batterie alcaline (LR6) e al manganese (R6P).
• Le batterie in dotazione sono solo a scopo dimostrativo. La durata della batteria potrebbe essere inferiore
a quella specificata.
• Quando si smaltiscono le batterie usate, rispettare le normative governative o le norme dell’ente pubblico
ambientale applicate nel proprio Paese/regione.

UTILIZZO DELL’ADATTATORE CA (OPZIONE)➋ APPLICAZIONE DEL BRACCIALE

12
3

Srotolare il bracciale e far passare l’estremità attraverso
l’anello metallico in modo che il lato con il fissaggio a
strappo sia rivolto all’esterno.

Regolare la posizione del bracciale in modoche il marcatore blu si trovi al centro delbraccio e l’orlo del bracciale si trovi a 1-2 cm
per il bracciale/2-3 cm per il bracciale grande
al di sopra del gomito.

L’utilizzo dell’adattatore CA dedicato opzionale (modello: AC-230CZ) per il monitor della pressione sanguigna
CITIZEN (CH-456) consente di misurare la pressione sanguigna senza doversi preoccupare della carica
residua delle batterie.

*

Se si indossa un indumento più pesante, rimuoverlo.

Avvertenza Il CH-456 e l’AC-230CZ devono essere utilizzati all’interno in luoghi asciutti.

4

presa di alimentazione
di reteAdattatore
CA
Presa adattatore CA* Assicurarsi che non vi siano
ostacoli nelle immediate
vicinanze dell’adattatore CA,
in modo che possa essere
immediatamente scollegato dallapresa di alimentazione di rete.

5Anello inmetalloPosizionare il bracciale intorno al braccio inmodo che il marcatore blu arrivi sul lato delpalmo della mano.

Il bracciale deve essere posizionato sul braccio nudo osu una biancheria leggera.

1 Inserire la spina dell’adattatore CA nella presa del monitor della pressione sanguigna.

Connettore del tubo Presa del tubo
flessibile dell’aria flessibile dell’aria

Prima di applicare il bracciale di misurazione della pressione sanguigna,
assicurarsi di aver selezionato il bracciale della misura appropriata:
Bracciale (modello: SCN-003) corrisponde alla circonferenza delbraccio: 22-32 cm[OPZIONE]
Bracciale grande (modello: SCL-005) corrisponde alla circonferenzadel braccio: 32-42 cm

*

Spina
adattatore CA

per circa due secondi.

7 Premere l’interruttore di regolazione

Premendo il gancio verso il basso, tirare il coperchio verso di sé per aprirlo.

*

Quando si installano le batterie per la prima volta, il monitor visualizza la schermata di impostazione
dell’orologio. Non è necessario eseguire il passaggio 1. Procedere al passaggio 2. Se si imposta
l’orologio e si cambia l’impostazione, iniziare dal passaggio 1.

1 Premere e tenere premuto l’interruttore di impostazione Data/Ora
L’indicatore “anno” lampeggia.
2 Premere l’interruttore di regolazione per regolare “l’anno”.

Icona batteria

Display data Display ora

Natura e frequenza della manutenzione:

Calibrazione:

PRECAUZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE<Unità principale>: Produttore

Avvertenza• Se si prevede di utilizzare l’adattatore CA per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie. Se lebatterie vengono lasciate nel vano, l’elettrolito potrebbe fuoriuscire dalle batterie e causare un guasto al
monitor della pressione sanguigna.
• Si consiglia di lasciare le batterie nell’unità quando si utilizza l’adattatore CA. Se non vi sono batterienell’unità quando l’adattatore CA viene scollegato dalla presa di corrente o dall’unità stessa, leimpostazioni di data e ora andranno perse.
• Collegare l’adattatore CA alla presa, in un punto dove possa essere disconnesso rapidamente e in modo
sicuro in caso di problemi.
• Quando si scollega l’adattatore CA, scollegare l’adattatore CA dalla presa di alimentazione principale,quindi scollegare la spina dell’adattatore CA dalla presa sul monitor della pressione sanguigna.

Nomi dei componenti

Non è consentita alcuna modifica di questo dispositivo.

Spiegazione dei simboli: Il marchio CE ha il significato di fornire informazioni agli ispettori di mercato nei Paesi membriUE.
: Parte applicata di tipo BF (Il bracciale è del tipo con parte applicata di tipo BF.)

2 Inserire l’adattatore CA in una presa di alimentazione di rete.

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

Tirare l’estremità del bracciale verso l’esterno in modo che
il bracciale sia aderente attorno al braccio, quindi fissare
l’estremità al fissaggio a strappo.
Posizionare il braccio su un tavolo o simili, in modo che il
centro del bracciale arrivi all’altezza del cuore.

* Collocare con attenzione il bracciale sul
braccio, facendo attenzione a utilizzare il
serraggio corretto. Il serraggio è corretto seè possibile infilare facilmente un dito tra il
bracciale e il braccio.

Marcatore
blu

Marcatore blu
1-2 cm per il bracciale
2-3 cm per il bracciale
grande6 Rilassare il braccio e aprire leggermente la mano, con il palmo rivolto verso l’alto.
➌ Posizionare il bracciale all’altezza del cuore.
➍ Premere l’interruttore “ AVVIO/ARRESTO”.
• Tutte le cifre visualizzate sono un display iniziale, che indica che il monitor funziona normalmente.
• Il bracciale è pressurizzato automaticamente.
* Se l’unità giudica che la pressurizzazione è insufficiente, esegue di nuovo automaticamente lapressurizzazione.

RICHIAMO DEI DATI MEMORIZZATITASTO PER LA VISUALIZZAZIONE DELLE ICONEÈ possibile memorizzare 90 risultati di misurazione.
Il valore medio viene calcolato automaticamente per aiutare a gestire la salute quotidiana.

1

CONTRASSEGNODISPLAY

Premere una volta l’interruttore Memoria.
* Esempio di display quando si preme l’interruttore Memoria

CONDIZIONE/CAUSA
Appare quando il bracciale è
fissato in modo troppo lento.
Appare quando il bracciale nonè applicato correttamente e lapulsazione non può essere rilevata.
Appare quando la pressione è
300 mmHg o superiore.

Interruttore Memoria

indica il valore medio che appare nella parte inferiore del display. Quindi viene visualizzato il valore
medio, in base alle ultime tre misurazioni.
e il valore medio non vengono visualizzati se sono presenti due o meno misurazioni memorizzate.)* (

La pressione è 281 mmHg osuperiore.

*  viene visualizzato quando viene rilevata una pulsazione.
* Q uando si desidera interrompere la misurazione, premere l’interruttore “Il bracciale si sgonfia e la misurazione si interrompe.

AVVIO/ARRESTO”.

o* Se l’utente precedente aveva un’impostazione di alta pressione, tale alta pressione verrà utilizzata
automaticamente per la misurazione corrente.
*

Se il valore di pressurizzazione supera 280 mmHg, se la pressurizzazione viene percepita comeanomala o se si desidera arrestare il processo di misurazione, premere nuovamente l’interruttore “
AVVIO/ARRESTO”. Il bracciale si sgonfia e l’alimentazione si spegne.

2• Una volta completata la misurazione, il
bracciale si sgonfia e vengono visualizzati
i risultati della misurazione (valori dellapressione sanguigna sistolica/diastolica,
pulsazioni).
* Se non vi sono errori nei risultati dimisurazione, questi vengono memorizzati
automaticamente.

Indicatore di classificazione
ipertensione➏ Terminare la misurazione.
• Premere l’interruttore “ AVVIO/ARRESTO” per spegnere il monitor.
• Dopo aver eseguito la misurazione della pressione sanguigna, premendo l’interruttore “ AVVIO/
ARRESTO” si spegne il monitor. Tuttavia, se non si preme l’interruttore, la funzione di spegnimento
automatico del monitor lo spegnerà automaticamente dopo 3 minuti.
[Pressurizzazione manuale]• Se si prevede che la pressione sanguigna sistolica superi 200 mmHg, utilizzare la pressurizzazione
manuale durante la misurazione.

• Tenere premuto l’interruttore “ AVVIO/ARRESTO” fino a raggiungere il valore di pressione alquale si desidera arrestare la pressurizzazione (circa 40 mmHg più alto della pressione sanguigna
sistolica). È possibile interrompere la pressurizzazione tramite l’unità rilasciando l’interruttore
quando il valore summenzionato viene raggiunto.
Il limite superiore di pressione è 280 mmHg

* Esempio di display quando si preme l’interruttore Memoria

Se l’indicatore di battito cardiaco irregolare (IHB) appare di frequente, si consiglia diconsultare un medico in merito alle proprie condizioni di salute.

Indicatore classificazione ipertensione
Il valore misurato della pressione sanguigna viene visualizzato in base agli standard dell’Organizzazione
mondiale della sanità.
SISTOLICA (mmHg)

180
Ipertensione di grado 2 (moderata)
160
Ipertensione di grado 1 (leggera)
130

Normale alta
Normale120
Ottimale
80

85

90

100

COME ELIMINARE I DATI

1

Mentre si preme l’interruttore Memoria, premere e tenere premuto l’interruttore“ AVVIO/ARRESTO” per più di 3 secondi.
Tutti i dati memorizzati verranno eliminati.
Premere e tenere
premuto per
3 secondi

110

DIASTOLICA (mmHg)

La pressione sanguigna varia in base alla postura, all’ora del giorno e a una serie di altri fattori. Idealmente,misurare la pressione sanguigna nella stessa posizione alla stessa ora di ogni giorno.

n Esecuzione delle misurazioni da seduti

INFORMAZIONI SULLA “PRESSIONE SANGUIGNA”
Che cos’è la pressione sanguigna?
(Sistolica)(Diastolica)
Il cuore è una pompa che fa circolare il sangue
Arteria
Arteria
in tutto il corpo. Il sangue viene pompato dal
Atrio
Atrio sinistro
sinistro
cuore a una pressione costante nelle arterie.
Questa pressione è chiamata pressione
sanguigna arteriosa e rappresenta, in termini
Ventricolo
Lo stato normale
Ventricolo
sinistro
sinistro
generali, la pressione sanguigna. La pressione
viene recuperato nella
La parete dell’arteria
parete dell’arteria.
si espande.
sanguigna è indicata da vari tipi di pressioni,
Dilatazione
Contrazione
comprese la pressione sistolica che si verifica
quando il cuore pompa il sangue e la pressione
diastolica che si verifica quando il sangue torna al cuore.

Stare seduti comodi con i piedi piatti sul pavimento e non incrociare le gambe.
➀
Posizionare il braccio su un tavolo o una superficie simile conl’avambraccio esteso.
➁È importante avere il bracciale a livello con il cuore.
➂
Aprire la mano leggermente sul tavolo in modo che il palmo della mano
sia rivolto verso l’alto e le dita siano rilassate.
➃
Non muovere il corpo né parlare mentre si esegue la misurazione.

Rilassarsi per evitare di esercitare pressione
sul bracciale.

n È possibile utilizzare il braccio destro per misurare la pressione sanguigna.
Il valore della pressione sanguigna probabilmente differirà fino a 10 mmHg quando viene misurato sul braccio
destro anziché su quello sinistro (o viceversa). Misurare la pressione sanguigna sullo stesso braccio ogni
giorno.

Pressione
sistolica

160
140
120
100

(Valori della pressione sanguigna
misurati a intervalli di cinque minuti
durante il giorno)● Bevan AT, Honour AJ, Stott FH.
Clin Sci 1969;36:329–44.

80
60
40

Sleeping
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1

2

3

4

5

6

7

8

Pressione
diastolica
9 10 11

Ora del giorno

PRESSIONE SANGUIGNA DOMANDE E RISPOSTE
Perché la pressione sanguigna misurata a casa è diversa da quella misurata dal medico o in un
D ospedale?
Lapressione sanguigna può variare in base all’esercizio fisico, alla temperatura ambiente o allo
R statomentale. Se si fa misurare la pressione sanguigna da un medico o un infermiere, è probabileDRn Misurazione in una postura reclinata*

Viene visualizzato
un messaggio che
indica che tutti i dati
sono stati eliminati
dalla memoria.

Eliminato

SUGGERIMENTI PER OTTENERE MISURAZIONI ACCURATE*

Problema

La pressione sanguigna cambia in continuazione.
La pressione sanguigna varia a seconda dell’età, del sesso e di una serie di altri fattori. È probabile che
venga influenzata dal bioritmo durante la giornata e dalla postura, dalle attività fisiche, dalle attività mentali,
dal livello di stress e persino dalla temperatura dell’aria. La pressione sanguigna di una persona sana ingenere varia all’interno di un giorno.
[Esempio di variazioni della pressione sanguigna in un giorno]

Ipertensione di grado 3 (grave)

140

PRIMA DI RICHIEDERE RIPARAZIONI O TEST• Il valore memorizzato viene numerato nell’ordine delle misurazioni. Per esempio, quando sono
memorizzati 90 set di dati, il numero dei dati 1 rappresenta i dati più recenti.
Numero dei dati: 1, 2, 3, ...
... 89, 90ÇÇI dati più recenti
I dati più vecchi

Valore della pressione arteriosa(mmHg)

Attenzione

D
R

Applicare di nuovo correttamente il bracciale.
Respirare profondamente per rilassarsi e
misurare nuovamente.
“SUGGERIMENTI PER OTTENERE
MISURAZIONI ACCURATE”
L’unità non funziona correttamente. Contattare il negozio presso il quale è stataacquistata o il centro di assistenza locale.
“PRIMA DI RICHIERDERE RIPARAZIONZ O TEST”

Assicurarsi di controllare quanto segue prima di inviare il monitor della pressione sanguigna per essere testato o riparato.

Il numero dei dati viene
visualizzato prima dei
risultati di misurazione.

L’indicatore di movimento del corpo viene visualizzato sul display dei risultati delle misurazioni
se si sposta la mano o il braccio durante la misurazione, causando il rilevamento di una
variazione sostanziale della pressione.
• Se viene visualizzato l’indicatore di movimento del corpo, misurare nuovamente la pressione sanguigna.
Se viene rilevato un battito cardiaco irregolare durante la misurazione, l’indicatore del battito
cardiaco irregolare (IHB) viene visualizzato al termine della misurazione.
Un battito cardiaco irregolare viene definito come un battito cardiaco che varia di ±25%
rispetto alla media di 5 intervalli di battito cardiaco durante la misurazione della pressione
sanguigna.
• La misurazione potrebbe non essere corretta se il battito cardiaco fluttua notevolmente durante la
misurazione. Se viene visualizzato l’indicatore del battito cardiaco irregolare (IHB), misurare nuovamente
la pressione sanguigna.

.

Appare quando le batterie sono
scariche.

Se la pressione non si riduce automaticamentedurante la misurazione, premere
immediatamente l’interruttore“ AVVIO/ARRESTO” e spegnere l’unità.
Ripetere la misurazione.
Sostituire le batterie.
“RIMOZIONE DELLE BATTERIE”

Appare quando la frequenza delpolso non rientra nell’intervallo di
misurazione (sotto 39 battiti/min.
o sopra 181 battiti/min.)Se si preme nuovamente l’interruttore Memoria, vengono visualizzati i dati delle
misurazioni passate.
Ogni volta che si preme l’interruttore, i dati di misurazione vengono visualizzati in ordine dal più recente
al più vecchio.
* È possibile far avanzare rapidamente i numeri nel display tenendo premuto l’interruttore Memoria.

➎ Vengono visualizzati i risultati della misurazione.

AZIONE CORRETTIVA
Applicare correttamente il bracciale e misurare
di nuovo.
“APPLICAZIONE DEL BRACCIALE”

che il valore della pressione sia da 10 a 20 mmHg più alto del solito a causa di ansia e/o stress.
Conoscere ciò che influisce sulla pressione sanguigna aiuta a monitorare meglio la salute.
Perché la pressione sanguigna ottenuta varia con la misurazione?
La nostra pressione sanguigna viene regolata dalla funzione automatica dei nervi. La pressione
sanguigna differisce a ogni battito cardiaco. Potremmo pensare che la pressione sanguigna
sia costante, invece essa varia se si eseguono misurazioni ripetute. La pressione sanguignaè influenzata dall’ora del giorno, per esempio il mattino e il pomeriggio, dalla stagione e dallatemperatura atmosferica. Inoltre, la pressione sanguigna viene facilmente influenzata da stressmentale o da alti e bassi emozionali. Tende ad aumentare quando si avverte tensione o adiminuire quando si è rilassati.
Qual è il vantaggio di misurare la pressione sanguigna a casa?
Le misurazioni della pressione sanguigna effettuate a casa forniscono dati affidabili poiché possono
essere eseguite quando ci si trova in condizioni stabili e rilassate. I medici attribuiscono grande
importanza alle misurazioni della pressione sanguigna eseguite a casa. Si dovrebbe misurare lapressione sanguigna alla stessa ora ogni giorno e registrare le variazioni della pressione sanguigna.
Consultare sempre il medico per un’interpretazione delle letture della pressione sanguigna e per
determinare il trattamento appropriato.

Controlli

Risposta

Il display rimane vuoto
quando si premel’interruttore “
AVVIO/ARRESTO”.
Non è possibile
effettuare alcuna
misurazione.

Controllare se le batterie sono esaurite. Sostituire tutte le batterie con batterie nuove.
Inserire le batterie nella direzione corretta.
Controllare se le batterie sono
installate nella direzione corretta (eorientati correttamente).
Controllare se l’icona di misurazione Applicare correttamente il bracciale.
è visualizzata.
Controllare se il bracciale èapplicato correttamente.
Si è rimasti calmi durante la
Misurare di nuovo la pressione sanguigna,
misurazione?
accertandosi di rimanere fermi.
Si noti che la misurazione della pressione sanguigna potrebbe non essere possibile perpersone con una pulsazione estremamente debole o un’aritmia cardiaca (polso irregolare).
Le letture della pressione sanguigna sono anormalmente
Vedere pagina PRESSIONE SANGUIGNA
alte o basse rispetto a quelle prese in ospedale.
DOMANDE E RISPOSTE.
Altri fenomeni
Rimuovere le batterie dall’unità e sostituirle
con batterie nuove.
* Se si desidera smaltire questo prodotto, non mescolarlo con i rifiuti domestici generali. Esiste un sistema di
raccolta separata per i prodotti elettronici usati in conformità alla legislazione.

SPECIFICHE
Numero modello:
Sistema di misurazione:
Localizzazione misurazione:
Bracciale:
Gamma di circonferenza del bracciale:
Pressione
Gamma di misurazione:
Pulsazione
Pressione
Precisione:
Pulsazione
Pressione
Pulsazione

CH-456
Metodo oscillometrico
Parte alta del braccio
Bracciale morbido
22,0 – 32,0 cm
Da 0 a 280 mmHg
Da 40 a 180 pulsazioni/min±3 mmHg±5% della lettura
3 cifre3 cifre:::::Display LCD:
Icone:
Interruttore:
Gonfiaggio:
Sgonfiaggio:
Tensione nominale:
Scarico:Alimentazione:
Alcalina
Durata dellabatteria:
Manganese
Funzione di spegnimento automatico:Dimensioni dell’unità principale:
Dimensione del bracciale:
Peso:
Temperatura
UmiditàTemperatura
Condizioni diconservazione:
UmiditàProtezione da scosse elettriche:
Condizioni operative:

Grado di protezione:
Modalità di funzionamento:
Memoria:
Durata di servizio:
Durata del bracciale:
Accessori:Accessori opzionali:

Icona di misurazione
Icona batteria
Indicatore del battito cardiaco irregolare (IHB)
Indicatore di movimento del corpo
Icona memoria: Indicatore della media
Indicatore classificazione ipertensione

4 ( , , AVVIO/ARRESTO, MEMORIA)
Gonfiaggio automatico tramite pompa interna
Sistema di sgonfiaggio a velocità automatica.
3W(: corrente diretta)
6 V CC
Valvola di scarico rapido elettromagnetica
4 batterie AA (R6P, LR6)
Circa 500 volte(170 mmHg, una volta al giorno, 23 °C,
utilizzare il bracciale)
Circa 150 volte
Circa 3 min. (dopo l’attivazione)
105 (L) X 166 (A) X 122 (P) mm
Circa 144 x 492 mm
Unità: circa 390 g senza batterie
Bracciale: circa 130 g
10 °C – 40 °C
Da 15% a 85% RH-20°C – 60°C
Da 10% a 95% RH
Unità di alimentazione internaParte applicata di tipo BF
Funzionamento continuo
90 letture, media delle ultime 3 letture
5 anni
Circa 2.000 volte
Il set include un bracciale, 4 batterie AA (R6P) per il monitor, Manuale di istruzioni
Bracciale grande 32,0 – 42,0 cm, adattatore CA* La parte applicata per questo dispositivo è il bracciale.
* Un intervallo di pressione atmosferica da 700 hPa a 1.060 hPa* La precisione complessiva di sistema di questo dispositivo soddisfa il requisito della voce 7.9 della norma EN1060-3.
EN1060-3: Sfigmomanometri non invasivi Parte 3 (standard europeo)

https://csj.citizen.co.jp