・デジタル画像の融合による新しい観測と計測
・イメージワンマン観測・デジタルカメラ内蔵
・完全新設計のX-TRAC 8

自動追尾エンジン・タッチドライブによるイメージ観測
・さらに高速化した2000mノンプリズム光波距離計
・アシストフォーカス機能搭載
・WT-100 による無線LANの長距離通信(オプション）

Advanced Auto Tracking Imaging Station IS3

IS3

画像TSは第3世代へ
画像で振向き！画像で測設！追尾機能の向上！

イメージワンマンで観測・誘導が自由自在！
IS3は広角用と狭角用の２つのデジタルカメラを搭載。
画像転送を活用した画像振向き機能 イメージトラック を利用できます。 IS3がプリズムのロックを外した場合でも画面内のプリズムをタップするだけで、簡単確実に再ロックさせることが可能です。

視準位置を手元で確認・測定可能
仰角の厳しい場所や本体から離れた場所でもデータコレクタで確認・視準できます。

画像を使って旋回、視準、観測
タッチドライブ機能
広角画像では、視準方向の景観を画面表示し、周囲の状況を正確に把握できます。
狭角画像では、望遠鏡視野と同じ倍率で観測ポイントを拡大表示します。
視準したい場所をペンでタップ

IS3本体が旋回し、自動視準プリズムロック

測設方向を現場画像上に表示！イメージ測設で簡単な誘導が可能に！
中心線や設計断面を施工現場画面上に表示！分かりやすい作業が実現！
広角用カメラ

わかりやすい位置誘導

設計値と施工値の差を簡単確認！

狭角用カメラNETIS に登録されているトプコンの技術「３次元設計データを用いた計測及び誘導システム」は、土木現場で３次元設計データを活用することにより、杭打ちや丁張り設置、現況測量、横断測量、出来形管理等を効率化するシステムです。この技術は有用な新技術として認められています。

狙ったプリズムは外さない！究極の追尾技術X-TRAC 8搭載
ワイヤレスターミナルWT-100（オプション）で長距離イメージワンマン観測を実現！

追尾の妨げとなる視通の遮断や、強烈なアクセスポイント機能により無線LAN長距離通信が可能！
ワイヤレスターミナルWT-100

太陽光。X-TRAC 8 はこれら困難な状況

無線LAN通信の安定性を高め、長距離下での追尾能力を徹底的に強化。自動追通信を可能とするワイヤレスターミナ

尾機ならではの高い作業効率を最大限にルです。スムーズな画像表示を実現す発揮します。

るために無線LAN通信技術を採用。

視通の遮断・光の乱反射に強い究極の追尾技術X-TRAC 8

イメージングステーションIS3とデータコレクタ間の画像転送を快適に行え、広範囲にわたる現場でも直感的な操作性のイメージワンマン観測が可能です。

プリズムの未来位置を予測、だから速い予測ポイント

X-TRAC 8 には、プリズムの軌跡と移動速度を解析し未来の位置を予測する高度なアルゴリズムを搭載。追尾の安定性を高めると同時に、一度隠れたプリズムも高い効率で再捕捉できます。
データコレクタに表示される150m 近辺での狭角画像

MCアップグレードキット（オプション）

WT-100による長距離通信 *最大20Hzの超高速データ更新レートを実現するマシンコントロールシス

データコレクタF C- 2 5 0

テム対応版へのアップグレードキッ
トを用意。一般的なMC用GPSと同等のデータレートにより、スムーズで高イメージング
ステーション
IS3

精度なマシン制御を可能にします。

アクセスポイント

ワイヤレスターミナルW T- 1 0 0＊通信距離は通信機器間の障害物や状況により変化します。IS3とWT-100アンテナとの間に視通が取れ、周囲の状況が良い場合に最大300mまでの通信が可能です。
IS3とWT-100アンテナの見通しが取れるように使用してください。

トータルステーションにスキャニング機能を融合!
標準付属のImage Master for IS
でTIN編集、面積計算、体積計算が可能
3次元点群データからTINを発生させ、テクスチャ付きの3次元モデルの作成が可能となります。3次元モデルの作成後は、面積計算、体積計算が可能となり、様々な分野で活用できます。

観測エリアを最大20点/秒でスキャニング
ノンストップモードとストップモードのスキャニング機能を搭載。ノンストップモードを使用すれば、最大20点/秒（20Hz）のスキャンが可能です。設定した作業エリアの3次元データの自動取得を行います。
さらに多角形指定を使用すれば必要なエリアだけ効率よくスキャンできます。取得データはImage Masterシリーズで3次元モデルの作成などの編集が行えます。
スキャンモード

撮影した画像のコントラストに基づき、特徴がある点を自動抽出する機能です。採石場などの複雑な形状を正

距離※1

ノンストップ ノンプリズム 1.5〜250m
モード
モード
ストップモード

特徴点抽出機能が面計測をアシスト

計測速度
最大20点/秒
標準10点/秒ファイン 約3秒/点
ノンプリズム1.5〜250m
モード
コース 約2.5秒/点
ファイン 約6〜8秒/点
ノンプリズム5〜2000m
コース 約6〜8秒/点
ロングモード

標準偏差
5mm±(3mm)m.s.e.
±(10mm)m.s.e.
±(10mm+10ppm×D)m.s.e.
±(20mm+10ppm×D)m.s.e.

※1：Kodak グレーカード白色面使用の場合（反射率90％） ※2：通常の測距・測角精度に準ずる座標精度確に計測します。グリッドスキャン

12mmと併用する事で、より効率的な作業が※2※2可能です。

標準構成品・IS3 本体 ・格納ケース ・充電器BC-30D・USB ケーブル F-25 ・内部電源BT-65Q×3個・TopSURV ・Image Master for IS ・フード・錘球一式 ・工具ケース ・背負いベルト・ビニールカバー ・表示器保護シート ・保証書
・スタイラスペン ・取扱説明書 ・シリコンクロス

オプショナル・アクセサリー
光リモコン
RC-4R

ハンドルユニットRC-4H

リモートコントロールシステムRC-4

アプリケーションソフトウェア
データコレクタFC-250用ソフトウェア■基本観測
対回・単角観測、測設・検測、交点・面積計算、面積分割■監督さん .V
中心杭・幅杭計算、横断・丁張、測設・新設点設置、TS出来形観測

IS用オンボードソフトウェア■測量基本CE
対回・単角観測、測設・検測、交点・面積計算、面積分割■土木基本CE
中心杭・幅杭計算、横断・丁張、測設・新設点設置、TS出来形観測※イメージ観測はデータコレクタ用ソフトウェアのみでの対応となります。

TSを用いた出来形管理要領（土工編／舗装工事編）及びTSによる出来形管理に用いる施工管理データ交換標準（案）（Ver4.1/4.0）に対応■ データコレクタFC-250用ソフトウェア 監督さん.V■ IS用オンボードソフトウェア 土木基本CE

トプコンでは安心して商品をご使用いただけるよう、商品を購入いただいたお客様にご希望に応じて TOPCON MASTERによるサポートサービスを提供しています（有償）。
TOPCON MASTER は、製品の正しく安全な使い方から、効果的な利用方法などをサポートいたします。

※ 製品のディスプレイ画面はハメコミ合成です。
※ Bluetooth は、Bluetooth SIG,Inc.,U.S.A.が所有する商標です。
※ Microsoft Windows は、米国Microsoft Corporaitionの登録商標です。

商品に関するお問い合わせ

トプコン測量機器コールセンター
ホームページ

0120-54-1199（フリーダイヤル）● カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

受付時間9:00〜17:35（土・日・祝日・トプコン休業日は除く）

ご用命は

http://www.topcon.co.jp
本社 スマートインフラ・カンパニー 欧米・国内営業部〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL (03)3558-2521 FAX (03)3960-4214

本社〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671

札幌営業所
大阪営業所

仙台営業所
福岡営業所

東京営業所
開発営業部

FAX (03)5994-0672

名古屋営業所
3D計測営業部〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)3965-5491

FAX (03)3969-0275

C 2011-2014

Printed in japan 2014 06-1 P-124-4