HiPer V
2 周波 GNSS 受信機

デジタル無線搭載！マルチGNSS受信機！
最先端の GNSS 信号受信処理技術 Vanguard Technology
安定した観測を実現する 2 周波 GNSS 受信機「HiPer V」！

TM

デジタル無線搭載！
完全ケーブルレス RTK 観測を実現！

基準局

テザリング

軽量で頑丈なマグネシウムボディ !

スマートフォン搭載。

データコレクタ
FC-250・高速デジタル無線通信により、受信した全ての GNSS 衛星のデータを送信できます。GNSS の受信機能をフルに活用した快適な RTK 観測が可能です（GGDM-D / GDM-D タイプ）。
・ネットワーク型 RTK 観測においては、コントローラー（オプション）に Wi-Fi テザリング可能なスマートフォンを組み合わせることにより、簡便にネットワーク型 RTK に対応させることが可能* です。
＊アプリケーション「GNSS 統合観測」「RTK 移動局観測」使用時。

GPS+GLONASS ハイブリッド測位！
TM
Vanguard Technology 搭載
GNSS ボードに先進のテクノロジーを搭載。GPS+GLONASS による測位能力に磨きをかけました。226chという充実の受信チャンネル数を搭載、さらに準天頂衛星、Galileo衛星 * の受信能力も装備、将来の対応を予定しています。
*Galileo 衛星については、本格的な商業利用が開始された後に、オプションにて対応予定。

SD/SDHC カード対応！
長時間スタティック観測でも余裕のメモリー容量
ユーザーフレンドリー！
ボイスメッセージ機能搭載

HiPer V
SPECIFICATIONS
製品名HiPerV

タイプ
チャンネル数GPS L1
GPS L2
GLONASS L1
GLONASS L2
Bluetooth内蔵無線モデム

GG

GD

GGD
GDM-D
GGDM-D
226ch
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
L1 搬送波 :1575.42MHz、L2 搬送波 :1227.6MHz、C/A コード :1.023Mbps、GPS
P コード :10.23Mbps、L2C:0.5115Mbps
L1 搬送波 :1602+（J×0.5625）MHz、L2 搬送波 :1246+（J×0.4375）MHz、GLONASS
J=-7 ～ 7（チャンネル番号に相当）、C/A コード :511Kbps、P コード :5.11Mbps
精度
スタティック
水平 （: 3mm+0.8ppm×D）m.s.e.
水平 :（3mm+0.5ppm×D）m.s.e.
（D：測定距離） （短縮スタティック含む） 垂直 （: 4mm+1.0ppm×D）m.s.e.
垂直 :（5mm+0.5ppm×D）m.s.e.
水平 :（10mm+1.0ppm×D）m.s.e.
リアルタイムキネマティック
垂直 :（15mm+1.0ppm×D）m.s.e.
データ更新間隔
1Hz10Hz（標準）20Hz（オプション）
RTK データフォーマット
RTCM SC104（Ver.2.2/2.3/3.0/3.1）CMR / CMR+NMEA 出力フォーマットNMEA（Ver.2.1/2.2/2.3/3.0)
寸法
φ184×H95mm
質量1.20kg（バッテリー含む）
1.31kg（バッテリー含む）
入力電源
DC 6.7 ～ 18V
4W（無線モデム 1W 連続送信時 :12.1W）
消費電力
4W（無線モデム受信時 :9.4W）
約 7.5 時間（スタティック観測時）
無線受信時 : 約 6 時間（RTK 移動局観測時
約 7.5 時間
BDC70 使用時
*1
無線発信時 : 約 3.5 時間（RTK 固定局観測時）
動作時間
BT-73Q 使用時
約 24 時間（スタティック観測時）
約 24 時間
無線発信時 : 約 10 時間（RTK 固定局観測時）( オプション )周囲温度
動作 :-20℃～ +65℃（無線モデム動作時 :-20℃～ +50℃）、保存 :-45℃～ +70℃
耐水性及び耐じん性
JIS C0920-2003 保護等級 IP67（耐じん形 , 耐水形 ) に準拠
メモリ

SD / SDHC カード

入出力ポート表示
ボイスメッセージ
Bluetooth 規格

無線モデム部

電源ポート、RS232C x 1
LED x 22
音声による受信機ステータス案内*2
V2.1 Class1
無線装置の種類-

使用周波数 / チャンネル-

空中線電力（送信出力）

-

伝送速度

デジタル簡易無線
351.20000MHz ～ 351.38125MHz
6.25kHz ステップ / 30 チャンネル
1W / 500mW / 100mW の3 段階切り替え-

国土地理院登録4,800bps

2 級 GNSS 測量機

1 級 GNSS 測量機*1：使用温度 20℃、Bluetooth オンにて測定。 *2：接続するデータコレクタが Class2 の場合、HiPer V は Class2 で動作致します。
※ 無線の申請手続きについては弊社販売会社、及び代理店へお問い合わせ下さい。
※ 測量性能の基準は、受信衛星数、障害物、基線長、マルチパス、基準局位置精度および環境条件により変わることがあります。

HiPer V 標準構成品

オプショナルアクセサリー

・HiPer V 本体
・バッテリー BDC70(Li-ion）×2
・急速充電器セット CDC68A-11
・データケーブル
・100mm スペーサー（M タイプのみ）
・5/8 インチ L プラグ
・保証書
・取扱説明書 CD・格納ケース ( 小 )・データコレクタ FC-250
・アプリケーションソフトウェア
GNSS 統合観測
RTK 移動局観測
監督さん .V+GNSS オプション
・外部バッテリー BT-73Q

商品に関するお問い合わせ

トプコン測量機器コールセンター
ホームページ

TOPCON MASTER 制度
トプコンでは安心して商品をご使用いただけるよう、商品を購入いただいた
お客様にご希望に応じて TOPCON MASTER によるサポートサービスを提供しています（有償）。
TOPCON MASTER は、製品の正しく安全な使い方から、効果的な利用方法などをサポートいたします。

0120-54-1199（フリーダイヤル）

受付時間9:00〜17:35（土・日・祝日・トプコン休業日は除く）

注意

http://www.topcon.co.jp

本社〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671
仙台営業所福岡営業所

東京営業所
開発営業部

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ご用命は〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1

札幌営業所
大阪営業所

● Bluetooth® は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
● その他カタログ記載の製品名等は各社の商標または登録商標です。
● カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

FAX (03)5994-0672

名古屋営業所
3D計測営業部〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)3965-5491

FAX (03)3969-0275

C 2013-2014

Printed in Japan 2014 03-1 P-180-1