ユビックス社製パルスオキシメータ
総合カタログ
PumoRi7165

ユビックス製品ならではの、機能・サービスがあります。

PIi 潅流インデックスインジケータ
ユビックスのパルスオキシメータは、ディスプレイに末梢の潅流(P I)状態を4段階のインジケータでわかりやすく表示。ひとめで測定の状態把握が可能にします。

MiddleLow

Poor

耐久性
外装は耐衝撃性に優れたポリカーボネート製。
さらにPumoRi7165では、軸部は1点に力が集中しないヒンジレス構造、フラットケーブルには両側にピアノ線を張った耐断線構造になっています。

PumoRi7165の指挿入口は6.5mmから30mmまで開口、重量は33gと軽量です。
LUKLA2800の優れたプローブは、細く小さなお子様の指も、しっかり感知します。

洗練されたデザイン
カラーや見た目の美しさだけでなく、持ち易さ、使い易さ、重量のバランスなど、人間工学に基づいたデザインを追及。
過酷な使用環境にも耐えられる、耐久性に優れた構造です。

トップクラスの測定性能
ユビックス製品は、計算された装置設計と独自のELR(External Light Reduction)技術により、実用的な測定性能が格段に向上しました。
SpO2

省エネ設計

相 関

100

ユビックスのパルスオキシメータは、省エネ設計。
PumoRi7165の連続駆動時間は60時間、
LUKLA2800は120時間と、それぞれクラス最長です。

LUKLA2800 ディスプレイ95

LUKLA2800

High

小児～成人まで対応

9085
ｎ = 158
y = 0.9926x + 0.1894
R2 = 0.976

80Ⓐアラーム状態
ON/OFFⒷⒸ脈拍数ⒻSpO₂値
7585

9095100
SpO2

PumoRi7165ⒼSpO₂アラーム上限

S.D. (PumoRi & LUKLA)ⒽSpO₂アラーム上限98

酸素濃度 16%96Ⓓ脈拍ⒿバッテリーⒺ

808595.29492908793.992.5

酸素濃度 12%84.884.795.093.68383.483.082.092.1

817981.2

PIi潅流インデックスインジケータ

プ初めてオールインワンモデルに搭載。
測定状態をひとめで把握することができます。

モ リ

軽量小型
55ｍｍ

電池込みで33gの超軽量設計。
軽量化を追及し、高齢者や小児患者の負担を軽減。装置内部の重量配分が工夫されており、実重よりさらに軽く感じられます。
34ｍｍ

見やすいディスプレイ
必要な情報をわかりやすくディスプレイに表示。周囲の明るさに応じ自動的にバックライトが点灯します。

小児から成人まで対応
開口サイズは最小6.5ｍｍから最大30ｍｍ。
小児(乳幼児：10kg以上)から成人まで対応。

堅牢な構造

プモリ7165はオールインワン型パルスオキシメータです。
計算された装置設計と独自のELR(External Light Reduction)技術により、実用的な測定性能が格段に向上しました。

筐体にはポリカーボネートを使用。
軸部はヒンジレス構造。
フラットケーブルは両側にピアノ線を張った耐断線構造。

(販売名：ユビックスPumoRi)

30ｍｍ

6.5ｍｍ

見やすいディスプレイ
必要な情報をわかりやすく大型ディスプレイに表示します。
測定中に電源スイッチを押すと1分間バックライトが点灯します。

ルク ラ

高性能プローブ・センサー
フィンガークリッププローブは外郭にエラストマー素材を採用。
患者の指にぴったりフィットします。
フレックスセンサーは長時間モニタリング用で、最大8時間までの測定が可能です。

乳幼児用フィンガー
クリッププローブ
生後3か月より測定可能です。
(体重5～25㎏)

I 型フレックスセンサー

乳幼児用フィンガー
クリッププローブ

データメモリ機能
メモリー時間：30時間～450時間。
記録間隔を2秒･6秒･30秒から選択でき、メモリデータをUSBポートを経由してPCにダウンロード、睡眠時無呼吸検査や歩行試験に応用も可能です。

軽量小型
製品は名刺サイズ、電池込みで105gと軽量設計です。

アラーム機能SpO2値の上限下限をアラーム設定が可能。
測定中にプローブが外れたときもアラームで通知します。

SpO₂解析ソフト

豊富なアクセサリー

ルクラ2800はハンドヘルド型パルスオキシメータです。
省エネ設計(測定時間120時間)、ならびに高性能プロー
ブにより高い実用性能を実現いたしました。

衝撃から保護するシリコンケース、携帯用アームポーチ等アクセサリーが充実。
シリコンケース(販売名：ユビックスLUKLA)

仕様一覧
製品名

PumoRi7165(プモリ7165)

LUKLA2800(ルクラ2800)

製品外観

型式
JANコード標準価格(税抜)
測定方式
測定範囲・精度表示(バックライト付)
測定時間
メモリー
パルス同期音機能
アラーム
AC電源対応PMR/BG

PMR/PK

PMR/WT

PMR/YL

4582343412116

4582343412123
4582343412130
4582343412147
33,000 円
2波長吸光度測定法
SpO2 値： ０～100%±2SpO₂％(70～100%）
脈 拍 数：30 ～240bpm ±2bpm
SpO2 値・脈拍数・パルスインジケータ・
PIi 潅流インデックス・インジケータ・バッテリーインジケータ
60時間
－－－－

LKL2800m
LKL2800ｍ/PK
LKL2800ma4582343411010
4582343411003
4582343411027
70,000 円
80,000 円
2波長吸光度測定法
SpO2 値： ０～100%±2SpO₂％(70～100%）
脈 拍 数：30 ～240bpm ±2bpm
SpO2 値・脈拍数・パルスインジケータ・PIi 潅流インデックスイン
ジケータ・バッテリーインジケータ・アラーム(LKL2800ma･mac)
120時間(乾電池使用時)
●

●

●

●

－

●

－－

付属品

電池・ネックストラップ

フィンガークリッププローブ(60cm)・
電池・ストラップ

寸法・重量

34(幅)×55(高)×27.6mm(奥行)・33g (電池含む)

59(幅)×92(高)×16.4mm(奥行)・105g (電池含む)

所要電源

CR2032コイン型リチウム電池 ×1

単4アルカリ乾電池 ×2

安全性適合規格IEC 60601-1：1988+A1:1991+A2:1995
内部電源機器 BF 形装着部

JIS T0601-1：2012
内部電源機器 BF 形装着部

EMC適合
医療機器認証番号
クラス分類

IEC 60601-1-2：2001
223AGBZX00002000
クラスⅡ(管理医療機器)・特定保守管理医療機器に該当

診療報酬

D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定(1 日につき) 30 点

IEC 60601-1-2：2004
221AGBZX00269000
同左
D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定 (1 日につき) 30 点
D223-2 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(1 連につき) 100 点

トータルケアサービス
10日間 リペアサービス
お預かりした修理品は、お預かりから約10日でお客様のお手元に返却します。

ソフトウェアアップグレードサービス
保証期間中及び、延長保守サービス期間中のソフトウェアアップグレードを無料で実施します。
（期間満了後は１回につき税抜3,500円）

延長保守サービス
税抜7,000円で、１年間の延長保守サービスがあります。
加入後の修理・ソフトウェアアップグレード・点検を無償で受けることができます。 (保証期間内のお申し込みが必要)

保証期間満了前の無償点検サービス
弊社から保証登録を頂いたお客様へ、保証期間満了前に「無償点検サービス」をお知らせします。ご希望のお客様には、装置の状態を無料で点検いたします。

信頼の made in Japan
企画開発から販売、修理まで国内で対応。
お客様の大切な医療機器を、末永くご使用いただくためのアフターサービスも充実しています。

QR

原寸大

製品ごとにQRコード(製造番号)をラベル表示。
QRコードを読み取り、容易な機器管理が可能です。

買い替え(TRI)サポート
古くなったり故障したパルスオキシメータをお引取りし、新品の製品を特別価格でご提供します。
※価格は全て税抜です。
※製品の色は印刷により異なります。
※本カタログ記載の形状、仕様は予告なく変更することがあります。

202112（UC-001）

ユビックスとは…