DEPSOR-MXét nghiệm nhanh và đồng thời nhiều loại kim loại nặngAsCdZnPbHgAgAuCu• Sử dụng phương pháp điện hóa phát hiện nhanh kim loại nặng• Giới hạn phát hiện đáng tin (ở mức độ dưới ppb hoặc µg/L)• Giá cả phải chăng (< 1 đô la Mỹ cho một mẫu)• Dễ dàng sử dụng với giao diện PC thân thiện với người dùng• Thiết bị cầm tay gọn nhẹ có thể phân tích mẫu ở mọi nơiBa bước vận hành đơn giản đểkiểm tra mức độ kim loại nặngtrong mẫu dung dịchDEPSOR cung cấp phương pháp đo điện hóa đơn giản, nhanh và rẻ tiền phát hiện nhiều loại kim loại nặng trong các mẫu môitrường. DEPSOR là sự kết hợp giữa linh kiện điện cực dùng một lần sử dụng công nghệ in lưới (DEP chip) và thiết bị Potentiostatnhỏ gọn được điều khiển bằng phần mềm PC, được thiết kế và chế tạo bởi cộng tác viên của chúng tôi, BioDevice Tech ở Nhật Bản.
Phần mềm PC thân thiện với người dùng cung cấp các kĩ thuật đo lường điện hóa chính. Các tính năng then chốt này của DEPSORM cho thấy nó là một công cụ sử dụng phương pháp đo điện hóa lý tưởng để theo dõi mức độ ô nhiễm của kim loại nặng trong nướcuống cũng như trong thực phẩm một cách dễ dàng.

1Chuẩn bị mẫu: hòa lẫn mẫuvới dung dịch đệm điện phân2Đo mẫu: nhỏ dung dịch mẫuvào điện cực của DEP chip3

Kết quả: chạy phầnmềm phân tích điện hóa

ĐỘ NHẠYĐỘ TIN CẬYGiới hạn đo (µg/L)

CdPbAs

Hg

Cu

Zn

Au

Ag

Se

2.6

2.2

5.0

1.5

15.5

14.4

152410độ chính xác của thiết bị tươngđương với ICPMC(Quang phổ nguồn plasmacảm ứng cao tần kết nối khối phổ)

Cd*

Pb*

Hg*

Zn*

Cu*

0.99210.99920.99920.9961

0.9824* correlation coefficientThành phần và đặc điểm kỹ thuật của DEPSOR-M
1. MiniSTAT100 Potentiostat• Dải điện áp -2.000 ~ +2.000 V với độ phân giải là 2 mV
• Hỗ trợ bởi 5 kĩ thuật điện hóa CV, LSV, CA, DPV, SWV• Siêu nhẹ (65g)• Hỗ trợ cổng USB (kết nối không dây/ qua Bluetooth, tùy chọn)2. Tấm DEP chips (gồm 60 DEP chips loại SP-N)• Điện cực dùng một lần sử dụng công nghệ in lưới2• Kích thước 12,5 mm x 4 mm x dày 0.3 (diện tích bề mặt điện cực làm việc 2.64 mm )• Sản xuất hàng loạt (60 DEP chips trên một phiến) và chi phí thấpGold DEP (SR-N)(< 1 đô la Mỹ)• Chất lượng cao (CV < 5%)
Carbon DEP (SP-N)• Dễ sử dụng với thời hạn sử dụng dài

3. Bộ gá DEP chip

Drop-mode

Dip-mode• Loại 2 trong 1 (chế độ Dip-mode & Drop-mode)• Tiêu tốn ít mẫu (1 giọt dung dịch mẫu cho chế độ Drop-mode,
500 µL cho chế độ Dip-mode)• Đo lường đơn giản và dễ dàng • Đo lường ổn định4. Máy tính bảng với phần mềm KME cho phép đo điệnhóa chỉ với một cú nhấp chuột (từ thu thập dữ liệuđến phân tích và cho ra kết quả)5. Các lọ nhỏ đựng mẫu được tráng lớp đệm điện phânsử dụng cho xét nghiệm đơn giản, tận nơi ngườidùng với cùng phương pháp như trênORDERING INFORMATION:• DS-B: DEPSOR instrument • DS-S: DEPSOR instrument with tablet• DS-B-M-St: DEPSOR instrument with Carbon Kit and Gold Kit for 100 tests • DS-M-Std: Standard buffer solutions• DS-M-Au50: Gold Kit for 50 tests of heavy metals • DS-M-C50: Carbon Kit for 50 tests of heavy metals
For Technical Information:

In collaboration with:Distributors:Tổng đại lýBioSeeds Corporation

Biyani BioSolutions Pvt. Ltd.

バイオシーズ株式会社

3rd Floor, R-4, Sector-3, Vidhyadhar Nagar,
Japur-302039, Rajasthan, India
Tel : +91-141-2338591-95 • Fax : +91-141-2338007
E-mail : biyanibiosolutions@gmail.com
http://biyanibiosolutions.com

Ho-70-6 Hyuga, Hakusan, Ishikawa 920-2146, Japan920-2146 石川県白山市日向町ホ70-6
Tel/Fax : +81-76-295-9065
E-mail : info@bioseeds.jp • http://bioseeds.jp

Viện nghiên cứu Kenko Sozo
Địa chỉ: 903, 10, 9 Konohana-machi,
Kanazawa-shi, Ishikawa-ken, Nhật Bản
TEL: (+81)90.1637.4196
Mail: fukuiyukihiro@hiac.or.jp

Đơn vị phân phối tại Việt NamCông ty Cổ phần 13 GroupSố 7, Ngách 58, Ngõ 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
TEL: 024.3621.0013/0981.0000.13
Mail: office@13group.net
Mr. Khắc Linh
Rev BS/BBS/18.10