MS3900

標準仕様書 型式：MS3901
ベース取付型 絶縁２出力 熱電対温度モジュール

概19.5

要MS3901 熱電対温度モジュールは、熱電対センサからの mV入力信号に対して冷接点補償、増幅、リニアライズ補正を行い、相互に絶縁された 2 チャンネルの DC 出力信号に変換する製品です。
▽ 冷接点補償、リニアライズ、バーンアウト機能付き▽ 保守性と高密度実装を兼ね備えた多連ベース取付▽ 入力―第 1 出力―第 2 出力―電源各間を絶縁▽ 電源ライン上にヒューズを標準装備

535<82

ご 発 注 形 式
型式番号

MS3901‑□（□〜□）‑8□□‑B□①└②┘

仕③④様電源部仕様
供 給 電 源電 源 感 度電 源 ﾋ ｭ ｰ ｽ ﾞ
最大消費電力

24V DC±10%
出力値の±0.1%以下（電源電圧 10%変動時）
300mA ヒューズ
50mA 以下 ＠DC24V

入力部仕様① 入 力 信 号 JIS 等の熱電対（スパン 3mV 以上）( ご 指 定 下 さ い ) ■ K 熱電対・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・K■ E 熱電対 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ E■ J 熱電対 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ J■ T 熱電対 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ T■ B 熱電対 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ B■ R 熱電対 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ R■ S 熱電対・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・S■ N 熱電対・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・N■ 上記以外の熱電対 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X
別途、入力熱電対の規格及び記号をご指定下さい。
ご指定方法 X＝□□□／□└A┘ B(A：規格名／B：記号)＊JIS の記号でご指定頂いた場合、特に指定がなければその時点での最新版JIS に基づいて製作いたします。
＊JIS 規格以外のご注文に際しましては、適用する規格番号をご指定いた
だくか、起電力表のご提供をお願いいたします。
② ス パ ン 起電力表の範囲内で、入力スパン 3mV( ご 指 定 下 さ い ) 以上の温度範囲を℃にてご指定ください。
入 力 抵 抗 1MΩ以上 （停電時 1MΩ以上）
最 大 導 線 抵 抗 1ｋΩ以下(mm)

入 力 許 容 電 圧 30V DC max. 連続冷接点補償方式 感温素子を専用ベース（RC3900Ａ-□□AI、RC3900-□□AI）に取付
冷接点補償精度 ±0.3℃以下
リ ニ ア ラ イ ザ 内蔵（最大６折線）

出力部仕様③ 出 力 信 号 第 1 出力信号/第 2 出力信号・・・・・・・・・注文コード( ご 指 定 下 さ い ) ■ 1〜5V DC/1〜5V DC・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ V1■ 0〜5V DC/0〜5V DC・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ V5■ 0〜10V DC/0〜10V DC ・・・・・・・・・・・・・・・・・ V6■ -5〜10V DC/-5〜10V DC・・・・・・・・・・・・・ V7■ ±5V DC/±5V DC ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ W5■ ±10V DC/±10V DC・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ W6■ 1〜5V DC/4〜20mA DC ・・・・・・・・・・・・・・・・ C1■ 4〜20mA DC/4〜20mA DC ・・・・・・・・・・・ C2＊第 1、第 2 出力信号の選択は上記左右の組み合わせに限ります。
最 大 出 力 負 荷 電圧出力：2mA 以下
電流出力：300Ω以下(電流２出力仕様の時 350Ω以下)
ゼ ロ 点 調 整 範 囲 スパンの約±2%(変換器前面トリマにより可変)
ス パ ン 調 整 範 囲 スパンの約±2%(変換器前面トリマにより可変)④ バ ー ン ア ウ ト ■ 上昇 (標準)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ U( ご 指 定 下 さ い ) ■ 下降・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ D＊指定無しの場合は上昇になります。

MS3901 仕様書 Rev.1.6(MQDDK-110826-1)

Page: 1/2

標準仕様書

型式：MS3901 ベース取付型 絶縁２出力 熱電対温度モジュール

基準性能

端 子 配 列度 ± (ｽﾊﾟﾝの 0.1%＋0.3℃※1＋リニアライズ
精度※2) 以内（25℃±5℃にて）※1：感温素子精度※2：測定スパンにより変わります（スパンの 0.1% typ.）
温 度 特 性 10℃の変化に対してスパンの±0.2%以下
応 答 速 度 160ms 以下（0→90%）@100%ステップ入力
CM
R
R 100dB 以上（500V AC、50/60Hz）
信 号 絶 縁 入力―第１出力―第２出力―電源各間
絶縁
絶 縁 抵 抗 100MΩ以上（@500V DC）
入力―第１出力―第２出力―電源各間
耐電圧 入力―［第１出力、第２出力、電源］間:1500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
第１出力―第２出力―電源各間:500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
S W C 対 策 ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
動 作 環 境 温度：0〜55℃
湿度：5〜90%RH（結露のないこと）
保 存 温 度 −10〜60℃
変換精ԝԜԙ

Ԙ

配外質付線形

法 専用ベース（RC3900A-□□AI、
RC3900-□□AI）に取付
方 法 専用ベース（RC3900A-□□AI、※1RC3900-□□AI）に配線
寸 法 W19.5×H53×D82mm
量 70g 以下ା‫ޓޓޓޓ‬ภ㧗‫ޓ‬176276

6%㧙㧙‫ޓ‬176276

0%㧗‫ޓ‬176276㧙‫ޓ‬1762762 㧗

0 㧙

0%



0%

()



0%

%,219'4㪣㪥㪩㪠㪥㩷㪂㪈㪠㪥㩷㪄㪉㪫㪚㪤㪦㪛㪉㪅㪉㫌㪝㪛㪜㪤㪦㪛㪚㪡㪈㪦㪬㪫㪈㩷㪂㪉㪦㪬㪫㪈㩷㪄㪊㪦㪬㪫㪉㩷㪂㪋㪦㪬㪫㪉㩷㪄㪌

㪚㪡㪚㪛㪜㪤㪦㪛㪋㪍

※1 電流２出力仕様を取付けた場合、第 1 出力信号は端子台または、D-SUB コネクタのどちらか一方のみ配線のこと

本 体 ハ ウ ジ ン グ ABS 樹脂
基板 ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)
防 湿 処 理 ヒューミシールコーティング：HumiSeal 1A27NS（ポリウレタン樹脂）┵ሶ6%㧗㪈㪇㪢㱅

方材質

ା‫ޓޓޓޓ‬ภ

Ԙ
ԙ
Ԛ
ԛ
Ԝ
ԝ

ブロック図

取付・形状取┵ሶ㪠㪥㪧㪬㪫㩷㪧㪦㪮㪜㪩㪦㪬㪫㪄㪈㩷
㪧㪦㪮㪜㪩㪦㪪㪚㪦㪬㪫㪄㪉㩷㪧㪦㪮㪜㪩㪇㪅㪊㪘㪧㪦㪮㪜㪩 㪂㪉㪋㪭㩷㪛㪚
㪄
㪝㪅㪞

㪌

㪩㪜㪞

㪍
㪐

附加仕様
そ の 他 の 指 定 事 項 下記の各項目に関しましては、製作可能か否かを弊社営業部へお問合せの上、別途ご指定下さい。
〈項目〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〈ご指定方法〉■ 応答周波数変更・・・・・・・・・ Fc＝□□□Hz■ 応答時定数変更・・・・・・・・・・・・・Tc＝□□□s■ ﾊﾞｰﾝｱｳﾄ時間変更 ・・・・・・・・・ Bt＝□□□sMS3901 仕様書 Rev.1.6(MQDDK-110826-1)

Page: 2/2