HiPerHR

HiPer HR

SPECIFICATIONS

標準構成品
製品名

HiPerHR

タイプ

GGT

GGBT

G3T

国土地理院 測量機種登録

G3BT GGTM GGBTM

チャンネル数・HiPer HR 本体
・AC アダプター（12V5A）
・AC ケーブル × 2
・電源 3 ピン－ 2 ピン変換アダプター× 2
・受信機用電源ケーブル（内蔵バッテリー充電用）
・MicroUSB ケーブル・シリアルケーブル・USB 変換ケーブル
・外部バッテリー × 3（1 個は本体に装着済み）
・外部バッテリー用充電クレードル
・充電クレードル用 AC アダプター
・無線アンテナ（デジタル簡易無線内蔵モデルのみ）
・トルクスドライバー
・アンテナ高計測プレート
・プラグ M ユニット
・格納ケース・背負いベルト・安全上のご注意／標準構成品一覧
・HiPer HR クイックリファレンス
・保証書
・輸出規制カード（必ずお読みください）

452ch
●

●

●

●

●

●

●

●

GLONASS

●

●

●

●

●

●

●

●

QZSS●

●

●

●

●

●●

●

BeiDou △はオプション

△

●

△●

△

●

△

●

Galileo △はオプション

△

△

●

●

△

△

●

●

SBAS

●●

●

●

●

●

●

●LongLink 無線

●

●

●

●

●

●

●

●

GPS

L1 C/A、L1C、L2C, L5

BeiDou ※１

B1、B2、B3

Galileo ※ 2

E1、E5a、E5b、E5AltBOC、E6

SBAS

精度

※3※4（D: 測定距離）

GNSS 受信機

L1 C/A、L1P、L2 C/A、L2P

QZSS

受信信号

HiPer HR

L1 C/A,L1C,L1P(Y),L2P(Y),L2C, L5

GLONASS

WAAS/MSAS/EGNOS

スタティック

水平：(3 mm + 0.3 ppm x D) m.s.e.

（短縮スタティック含む）

垂直：(5 mm + 0.5 ppm x D) m.s.e.
水平：(5 mm + 0.5 ppm x D) m.s.e.

RTK

垂直：(10 mm + 0.8 ppm x D) m.s.e.

DGPS

水平：0.4m / 垂直：0.6m

SBAS

水平：1m / 垂直：1.5m

データ更新間隔

10Hz( 標準 )、20Hz( オプション )RTK データフォーマットTPS、RTCM SC104 v 2.x、3.x、CMR/CMR+NMEA 出力フォーマットNMEA 0183 バージョン 2.x, 3.x, 4.X

メモリー

8GB 内蔵

入出力ポートRS232 x 1, USB x 1,

インターフェース

電源 x 1

1 ポート : ODU(RS232)

シリアルUSB

Micro USB

Wi-Fi

IEEE 802.11 b,g,n

ホスト / デバイス / 仮想シリアル
クライアント / アクセスポイント

BluetoothClass1

セルラー

HSPA+/CDMA

防塵・防水保護等級

JIS C 0920 保護等級 IP67

湿度100%MIL-STD 810G -514.6 - Cat24 適合
MIL-STD 810G 516.6 適合-20 〜 50℃ ( 非充電中 ) 0 〜 45℃ ( 充電中 )振動
使用温度範囲寸法115(W) x 115(D) x 132(H) mm

質量1.07kg ( バッテリー含む） 1.14kg ( バッテリー含む）

バッテリー内蔵及び着脱式外部バッテリー
約 4.5 時間（デジタル簡易無線受信時）
約５時間
約 4 時間（デジタル簡易無線 500 ｍW 送信時）
DC 9 〜 28V※5使用時間※ 1 GGT/G3T/GGTM/G3TM はオプション※ 2 GGT/GGBT/GGTM/GGBTM はオプション※ 3 精度は、衛星数、衛星配置、マルチパス、電離層、大気状態等の影響により満たされない場合があります。
※ 4 TILTTM 機能オフ時の精度です（スタティックを除く）。
※ 5 内蔵及び着脱式外部バッテリーあわせての時間です。
使用温度、受信機設定、動作状況によって異なります。
※ 6 デジタル簡易無線のご利用には総務省への登録が必要です。
登録申請手続きについては、弊社販売店へお問い合わせ下さい。

G3BTM

GPS

オプショナル・アクセサリー
・PG-F1 アンテナ
・G5-A1 アンテナ・GNSS アンテナケーブル 2m
・GNSS アンテナ延長ケーブル 10m・整準台 TR-102
・プリズムアダプター 3WP 型
・BeiDou オプション
・Galileo オプション
・20Hz オプション

G3TM

1 級 GNSS 測量機

外部電源入力無線装置の種類

無線モデム部※ 6

使用周波数 / チャンネルー

空中線電力（送信出力）

ー

伝送速度

ー

デジタル簡易無線
351.20000MHz ～ 351.38125MHz
6.25kHz ステップ / 30 チャンネル
500mW/200mW/100mW の
3 段階切り替え
4800bps

データ送信バッファ容量ー

512 バイト /1024 バイト 選択可能

革新技術を搭載！
GNSS 測量の概念が変わる
フルスペック一体型ＧＮＳＳ受信機
3次元マシンコントロールシステム3D-MC・全ての衛星、全ての信号に対応● Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
● その他カタログ記載の製品名等は各社の商標または登録商標です。
● カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

詳しい情報はこちらからどうぞ！

商 品 に 関 するお 問 い 合 わ せトプコン測量機器コールセンター
ホームページ

注意0120-54-1199（フリーダイヤル）

受付時間9:00～17:35（土・日・祝日・トプコン休業日は除く）

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ご用命は名古屋営業所

大阪営業所

・LongLink 無線内蔵・TILTTM 機能

・優れた耐環境性能、堅牢なボディー 保護等級 IP67
3Dテクノロジーを用いた計測及び誘導システム

登録番号：KT-170034-VE

本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672
東京営業所

・新デジタル無線内蔵（M タイプ）

・ホットスワップ対応バッテリー

https://www.topcon.co.jp

仙台営業所

・452ch、Vanguard TechnologyTM 搭載

・外部 GNSS アンテナ利用可能

本社 スマートインフラ営業部〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL (03)3558-2948 FAX(03)3558-2654

札幌営業所

デジタル
無線内蔵

福岡営業所

©2019

Printed in Japan 2019 06-100 P-241-4

リモートコントロールシステムを用いた効率的測量システム
登録番号：KT-100028-VE

HiPer HR

GNSS 測量のポテンシャルを更に引き出す！
コンパクトなボディーに革新的技術を凝縮。

デジタル無線アンテナ（M タイプのみ）

卓越したユーザーインターフェース

GalileoQZSS

GNSS アンテナLongLink 無線

GPS + GLONASS+QZSS
飛来図

GPSBeiDou

LED 表示パネル
内蔵 8GB メモリ

GPS + GLONASS+ QZSS + Galileo+ BeiDou 飛来図GLONASS

シリアルポート
Bluetooth
Wi-Fi

電源ポート

SIM カードスロット

外部 GNSS
アンテナポート

Fix 時間Fix 率高速USB ポート

GPS 飛来図

向上

内蔵バッテリー

着脱式外部バッテリー+BeiDou で圧倒的なパフォーマンス

Fix 範囲GPSGLONASS

Galileo

QZSS

L5

BeiDouQZSS

マグネシウム合金によるボディーは堅牢で過酷な現場環境でも安心して作業できます。

SBAS

拡大

マルチ GNSS 対応

GPS
BeiDou

現 場 に 強 い！ 防 塵 防 水 性 能 JIS 保 護 等 級
IP67 に準拠。

GLONASS

Galileo

L5

SBAS

GPS は L1、L2 に加え L5 ※ 1 を受信でき、GLONASS、QZSS、BeiDou ※ 2、SBAS そして Galileo ※ 3（オプション）も利用可能です。また、452 のチャンネル数とフレキシブルに受信信号を割り当てるユニバーサルトラッキング技術により、今後増加傾向にある衛星数にも余裕で対応します。

スタティック測量

RTK 測量新デジタル無線（M タイプ）LongLink 無線

送受信可能な新しいデジタル簡易無線を内蔵。マルチ GNSS におけるすべての衛星のデータを送受信することが可能な大容量通信モード※ 4 を搭載しました。障害物のある場所での Fix 率が格段に向上します。

免許不要でランニングコストのかからない
Bluetooth 無線を内蔵。観測範囲は約300mをカバーしてRTK 観測が行えます。
固定局 1 局につき移動局 3 局までの利用が可能です。

セルラー

TILTTM 機能セルラー（携帯通信モジュール）を内蔵。
SIM カードを入れることで、スマートフォン等によるテザリングを利用する事なくネットワークによる RTK 観測を利用できます。※ 59 軸 MEMS ※ 6 による TILTTM 機能を内蔵。
ポールの傾斜が 15°以内なら TILTTM 機能がリアルタイムに補正※ 7 します。データコレクタに表示される電子気泡管で傾きを確認できますので、杭等の高さでポールの気泡管が見えなくても整準可能です。

TILTTM Topcon Integrated Leveling Technology※ 1 GPS/QZSS における第 3 の周波数、RTK における初期化性能の向上が期待されます。※ 2 BeiDou：中華人民共和国が運用している衛星測位システム※ 3 Galileo：欧州が運用している衛星測位システム ※ 4 HiPerHR 間での通信のみで有効です（2019 年 6 月時点）。また、ソフトウェアは MAGNET Field が必要です。

外部 GNSS アンテナ接続可能

長時間の連続観測

GNSS アンテナを接続して、分離型受信機としても使用できます（GNSS アンテナとケーブルはオプション）。アンテナタワーを使用した観測にも対応します。

内蔵バッテリーに加え、着脱式の外部バッテリーも搭載。
ホットスワップに対応し、長時間の連続観測も中断することなく行えます。

データコレクタ FC-500 用アプリケーションソフトウェア（オプション）● MAGNET Field GNSS 標準パッケージ / GNSS 路線パッケージ

測量から土木施工まであらゆる分野に対応するソフトウェアです。観測や測設などの基本的な機能はもちろん、路線の設計から各種計算にいたるまで様々な機能を備え、国土地理院の定める作業規程の準則に則った公共測量を行えます。トータルステーションにも接続でき、統一された操作性で観測が行えます。Web アプリケーション MAGNET Enterprise
を介し、フィールドとオフィスのデータ連携も可能です。

● 監督さん .V+GNSS オプション
路線データを入力することにより、施工時の複雑な測量計算作業を現場で対応することが可能な土木用ソフトウェアです。

● GNSS 統合観測、 RTK 移動局観測

スタティック観測、RTK 観測、ネットワーク型 RTK 観測することが可能な測量用ソフトウェアです（RTK 移動局観測はRTK 観測の移動局とネットワーク型 RTK 観測のみ可能）。

● Pocket-3D

土木作業に特化した簡単操作のソフトウェアです。3 次元設計データを持ち歩く感覚で土木作業が行えます。

※ 5 セルラーのご利用には、MAGNET Field が必要です。 ※ 6 極小レベルの機械部品や電子回路を集積化したシステムで、加速度センサーやジャイロセンサー、デジタルコンパスを備え、9 軸を検知します。
※ 7 TILTTM 機能は周囲の影響を受ける場合があります。精度を保証するものではありません。