フルモデルチェンジ！
次世代トータルステーション
TOPCON GT 誕生。

追尾モデルラインアップ

世界最速！ *
超音波モーターでダイレクトドライブ！！

世界最小！ *
プラットフォームを１から見直した超コンパクトなボディ

世界最軽量！ *モータードライブ TS ながら５.7kg を実現

世界初！* IoT へ対応
SIM スロットを搭載！
トータルステーションも IoT の時代へ！

クラス最高品質！
あらゆる環境試験をクリアしたトプコンクオリティ

原寸大※モータードライブトータルステーションとして。2016 年 1 月当社調べ

次世代トータルステーション TOPCON GT 誕生。

マニュアル TS モータードライブ TSESGT

世界最速！ *

世界最軽量！ *超音波モーターでダイレクトドライブ！

モータードライブ TS ながら 5.7kgを実現！

世界最速 * の 180°/ 秒という、驚異の旋回スピードを実現しました。併せてダイレクトドライブを採用し、コンパクト化も達成しました。

従来のモータードライブトータルステーションと比べ、約 30％軽量化しました。マニュアルトータルステーションと同等の重さとなり、現場での持ち運びから設置まで簡単に行えます。

マニュアルTSモータードライブ TS

ESGT

世界最小！ *

プラットフォームを 1 から見直した
超コンパクトなボディ

世界初！* IoT へ対応
SIM スロットを搭載 !
トータルステーションも IoT の時代へ！

トータルステーションとしての基本設計から見直し、全てを新設計！世界最小 * のモーター
ドライブトータルステーションを実現しました。

SIM カードスロットや WLAN など、ネットワークデバイスを搭載。現場から MAGNETEnterprise へダイレクトにアクセスし、フィールドとオフィスを密接に繋ぎます。

クラス最高品質

あらゆる環境試験をクリアした
トプコンクオリティ
GT は過酷な現場環境に耐えうるよう設計された、堅牢性の高い製品です。耐衝撃、振動、高温、高湿といった試験にもクリアしており、現場を選ばず安心して使用できます。

オフィス

フィールド

※モータードライブトータルステーションとして。2016 年 1 月当社調べ

多彩な機能
明るく見やすいガイドライト

RC ハンドル（GT-1000 シリーズ）

トリガーキー

測設ラインまでの概略誘導をガイドライトが指示。赤色と緑色の点灯の誘導で簡単に測設ライン上に立つ事ができます。

ハンドル部に RC 受光部を搭載。追尾中にプリズムを見失っても簡単に再捕捉、瞬時に測量作業を再開する事ができます。

側板部にはトリガーキーを搭載。概略視準しトリガーキーを押すだけで、自動で視準し簡単に測定・データ記録が行えます。

緑が見えたら右へ赤が見えたら左へ測設ライン

USB メモリ対応

ジョグダイヤル

シリアルケーブルと USB メモリによるデータの送受信に対応。最大 32GB のUSB メモリが使用できます。

側面には、滑らかな操作感を持つジョグダイヤルを装備。

大型ディスプレイ

クラス最高水準の耐環境性能
IP65

太陽光の下でも見やすい、高解像度 WVGAのディスプレイを採用。屋外での視認性を確保し、スムーズに作業が行えます。さらに表示するアイコンも大型化し、操作性が向上しています。

防塵防水性能 JIS 保護等級 IP65 に準拠。
クラス最高の耐環境性能を実現しました。
（使用温度範囲は -20 ～ +50℃ ）自動追尾機能自動視準機能

追尾の妨げとなる視通の遮断や、強烈な太陽光といった厳しい環境下での追尾能力を徹底的に強化しました。万一、追尾中にロストが発生しても RC-5 で再捕捉でき、素早く確実に GT を振り向かせる事が可能。スムーズな観測が行えます。

概略視準してトリガーキーを押すだけで安定した観測が行える、自動視準機能が搭載されています。自動視準なら、ピント合わせも微動操作も不要。目の疲れや熟練度に左右されず、安定した精度とスピードで測量が行えます。

SPECIFICATIONS
タイプ
機種名
国土地理院 測量機種登録（申請予定）
自動追尾 / 自動視準 / 駆動系
自動視準機能自動追尾機能駆動方式
最高回転速度 / 最大自動追尾速度 *1
自動追尾 *1・自動視準距離範囲 *2

自動追尾モデル
GT-1003
GT-1005
2 級 A トータルステーション

GT-1001
1 級トータルステーション●●

自動視準モデルGT-503GT-5052 級 A トータルステーション●ー（オプション）*1

超音波モーターによるダイレクトドライブ
180°/ 秒 / 20°/ 秒
360°プリズム ATP1/ATP1S*3：2 〜 600m、プリズム 5 型：1.3 〜 500m、プリズム 2 型：1.3 〜 1,000m 反射シート（自動視準のみ）*4 ：10 〜 50mm 角：5 〜 50m●ー（オプション）*12 ～ 300m
2 ～ 300m*1

RC ハンドル
振り向き機能可能範囲（RC ハンドル装着 +RC-5 使用時）
望遠鏡
倍率：30x、分解力： 2.5"、全長：142mm、対物有効径：38mm（EDM 部：38mm）、像：正像、視野：1°30'（26m/1,000m）、最短合焦距離：1.3m
測角部
最小表示0.5"/1"
1"/5"
1"/5"
精度 *5
1"
3"
5"
3"5"
2 軸自動補正機構
補正範囲：± 6'
測距部
レーザー出力 *6
ノンプリズムモード：クラス 3R ／ 反射シート・反射プリズムモード：クラス 1 相当
測定可能範囲ノンプリズム時 *80.3 ～ 800m（気象条件良好時 *9：1,000m）*7*10（気象条件通常時） 反射シートターゲット
RS90N-K：1.3 ～ 500m、RS50N-K：1.3 ～ 300m、RS10N-K：1.3 ～100m
プリズム 5 型 *11
1.3 ～ 500m
プリズム 2 型 *11
1.3 ～ 5,000m（気象条件良好時：6,000m）
360°プリズム ATP1/ATP1S
1.3 ～ 1,000m
最小表示
0.0001/0.001m（トラッキング測定 / 路面測定：0.001/0.01m）
精度（精密測定）*7 *12 ノンプリズム時 *8(2 + 2ppm x D) mm *13
反射シートターゲット使用時 *10(2 + 2ppm x D) mm
反射プリズム使用時 *11(1 + 2ppm x D) mm*9 *14
測距時間
精密測定
0.9 秒以下（初回 1.5 秒以下）
高速測定
0.6 秒以下（初回 1.3 秒以下）
トラッキング測定
0.4 秒以下（初回 1.3 秒以下）
OS・操作部・データ記録・通信部
オペレーティングシステム
Windows Embedded Compact 7
操作パネル
ディスプレー
4.3 インチ WVGA TFT カラー液晶、タッチパネル、バックライト調整機能付き
キーボード
24 キー、バックライト付き配置
両側配置（望遠鏡反側はタッチパネルのディスプレーのみ）
トリガーキーあり（側板部）
データ記録装置
内部メモリー
1GB（プログラム領域を含む）
対応外部メモリー
USB フラッシュメモリー（32GB まで）
インターフェース
RS-232C 規格準拠、USB2.0（Type A / miniB）
ワイヤレス通信
セルラー
2G/3G 両対応、mini-SIM（2FF）（25 x 15 x 0.76mm）
Bluetooth 無線機能
Ver.2.1+EDR 準拠、送信出力：クラス 1、最大通信距離：600m（RC-5 との組み合わせ時）*1 *15
無線 LANIEEE 802.11b/g/n 準拠
諸般*16
ガイドライト
視認可能範囲：1.3 ～ 150m、中心エリア視認幅：4'
レーザー照準機能 *16
ON / OFF 選択可
レベル検出装置
電子気泡管（グラフィック）
6' / 内円上
円形気泡管（基盤部）
10' / 2mm
円形気泡管（本体部）
8' / 2mm（オプション）
求心装置
求心望遠鏡
正像、倍率 3x、最短合焦距離 0.5m（底板より）レーザー（オプション）
クラス 2 レーザー、ビーム精度：1.0mm 以下（三脚脚頭高さ：1.3m）、スポット径：3mm 以下、輝度調節機能付き
整準台
着脱式
*17
防塵防水性能 ／使用温度範囲
IP65 *18 ／ -20 ～ +50℃
寸法（突起物含まず）
212（W）x 195（D）x 355（H）mm
機械高192.5mm（整準台取り付け面より）
質量（整準台・バッテリー含む、ハンドル付き）
約 5.8kg（RC ハンドル）
約 5.7kg
電源
着脱式バッテリー
BDC70
充電式 Li-ion 電池
連続使用時間BDC70
約 4 時間（自動追尾 *19/ 自動視準使用時 *20）
*1 自動視準モデルは自動追尾モデルへのアップグレードにより可能。*2 気象条件：もやがなく視程が約 20km 以上、薄曇り（30,000lx. 以下）でかげろうがない。*3 自動視準・自動追尾光の入射角が、ATP1/ATP1S プリズムに対して仰角・俯角 15°以内で正対位置の場合。*4 自動視準光の入射角が、反射シートに対して 15°以内の場合。*5 JIS B 7912-3:2006 準拠、JSIMA:101:2014 適用区分 Aまたは B 準拠。*6 JIS C 6802:2014 準拠。 *7 気象条件通常時：もやがわずかで視程が約 20km、適度な日差しでかげろうが弱い。*8 反射率 90% のコダックグレーカード白色面を使用し、測定面照度が 5,000lx. 以下（測定距離 800m 以上は 500lx. 以下）の場合。なお、ノンプリズム測定時の測定可能範囲・精度・測距時間は、測定対象物の材質・反射率及び周囲状況により変化します。*9 気象条件良好時：もやがなく視程が約 40km、曇っていてかげろうがない。*10 測距光の入射角が、反射シートに対して 30°以内の場合。 *11 定数 0 のプリズム使用の際、10m 以下の測定時には正対させること。*12 JIS B 7912-4:2006 準拠 *13 測定距離：0.3 〜 200m *14 補正なし、斜距離、絞り適正時の最短測定時間。*15 通信機器間付近に障害物が無く、電波発信・妨害・電波障害の発生する場所が近くにないこと。近くを走行する自動車による通信の遮断や発生するノイズの影響の無いこと。また、天候が雨天の場合を除く。*16 レーザー照準装置とガイドライトは、同時に作動しません。*17 標準付属の USB メモリーを使用の場合のみ、本体の防塵防水性能 IP65 を保証。*18 JIS C0920：2003 準拠。*19 自動追尾 : 自動追尾 + トラッキング測距を同時にし続けた場合。*20
自動視準：30 秒毎に自動視準後、精密単回測距。

●Windows®は、米国Microsoft Corporaitionおよびその他の国における登録商標です。
● カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。
注意

商品に関するお問い合わせ

トプコン測量機器コールセンター
ホームページ

0120-54-1199（フリーダイヤル）

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ご用命は受付時間9:00〜17:35（土・日・祝日・トプコン休業日は除く）

http://www.topcon.co.jp
本社 営業本部 スマートインフラ営業部 国内課〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL (03)3558-2948

本社〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671

札幌営業所

仙台営業所

東京営業所

名古屋営業所

FAX (03)5994-0672
大阪営業所〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)3965-5491

福岡営業所

FAX (03)3969-0275

C 2016 ©2016

Printed inJapanin2016
01-10
PrintedJapan
2016P-XXX-1
05-10