前準備(立ち上げ・Warm up)ver. 2024-06-07

各部名称_本体(1) オペレーションパネル
(2) 試料室(扉は手動で開閉(①))(3) PC本体(4) ガントリー(5) セーフティーキー(6) メインブレーカー(装置背面にある)(7) 資料室内LEDスイッチ(8) X線警告灯(9) 電源ケーブル(装置背面にある)①

詳細: 取扱説明書(撮影操作編) p.15

各部名称_オペレーションパネル・試料室(1) 緊急停止ボタン(2) メインスイッチ(3) ステージX軸操作ボタン(4) ステージY軸操作ボタン(5) ステージZ軸操作ボタン(1) ボアカバー(2) サンプルベッド(3) サンプルステージ(4) チューブ導入口(5) 交換型X線フィルター

詳細:取扱説明書(撮影操作編) pp.16-17

(参考) ボアカバー、サンプルベッド
ボアカバー《注》ボアカバー、サンプルベッドを
アルコール系製剤で清拭しないでください。

3 種類 (戸棚1段目)
ボアカバー固定ネジ(3箇所)

サンプルベッド

4 種類 +1 (戸棚2段目)※ 図の4種類の他に、「サンプルベッド 小」の先端にマウスの頭部固定具が取り付けてあるものがあります。

詳細:取扱説明書(撮影操作編) pp.21-22

(参考) 交換型X線フィルター (6種類(戸棚3段目))

0.電源を入れる前の確認事項① 装着されていない

装着されているü 汚れ付着のない「ボアカバー 大」が装着されている(① )ü サンプルヘッドが取り外されている
ü 資料室の扉が閉まっているü 緊急停止ボタンが押された状態でないü セーフティーキーが挿してありONになっている(②)②

詳細:取扱説明書(撮影操作編) p.32

1.電源を入れる
1.
メインブレーカーをONにする(普段は、ONの状態のままになっている)

2.
or
本体

メインスイッチを3秒間長押しする
本体・パソコンの電源が点く※ パソコン起動後、パスワードを入力してログイン
パスワード：ct2admin
パソコン
詳細:取扱説明書(撮影操作編) p.32

2.ソフトウェア起動と初期化①

デスクトップ上「CosmoscanGX3」のアイコンをダブルクリックする(①)。
⇒ソフトウェアが立ち上がる(②)と自動的に初期化が始まる(③) 。
⇒初期化の際には内部から移動音がする。終了するまで待つ(④(次ページ))。

②③

ダブルクリック「初期化中」の表示
詳細:取扱説明書(撮影操作編) pp.33-34

2.ソフトウェア起動と初期化④ 初期化が終了すると、いずれかが表示される; X線発生装置のWarm upを行う必要がある(次ページ)
or; X線発生装置のWarm upは不要。すぐにCT撮影可能。
詳細:取扱説明書(撮影操作編) p.34

3. X線発生装置のウォームアップ(確認事項)

ü 撮影FOVが72で設定されている(①)ü 汚れ付着のない「ボアカバー 大」が装着されている
ü サンプル・サンプルヘッドが取り外されている
ü 交換型X線フィルターのCu 1.0mmが取り付けられている(②)

②

①
72
③
Cu 1.0mm

交換型X線フィルター
Cu1.0mm装着前装着時＊装着されていると、自動で認識され、「X線フィルター」に「Cu 1.0mm」と表示されている(③)＊もし、取り付けられていない場合は、ボアカバーを取り外す→X線交換型フィルターCu 1.0mmを装着→ボアカバーを装着の手順で取り付けてください。

詳細:取扱説明書(撮影操作編) p.35, 46

3. X線発生装置のウォームアップ
1.

ウォームアップボタンをクリックする(①) ⇒ウォームアップが始まる(②)(③)②

ウォームアップ残り時間(※)
が表示される(1分刻)

ウォームアップ中表示画面③

確認画面が表示されるので、「はい」をクリック
ウォームアップ中①※ ウォームアップ所要時間
詳細:取扱説明書(撮影操作編) p.35

3. X線発生装置のウォームアップ
2.

ウォームアップが完了したことの確認(確認事項)

ü X線警告灯が消灯する(①)ü スタンバイの状態であることを示す表示が出る(②)ü 「ウォームアップボタン」から「ライブモード撮影ボタン」に表示が変わる(③)ü 「CT撮影ボタン」が有効になる(④)①

ウォームアップ中②

ウォームアップ終了③④
詳細:取扱説明書(撮影操作編) pp.24-27, p.36

by MAI YOSHINOμCTマニュアル (撮影編)

作成日：20240522

目次：本項では以下の内容について記載している。
１．データベース（フォルダ）・サンプル名・スタディの作成(1) データベースフォルダの新規作成・呼び出し(2) サンプル名の新規作成・呼び出し(3) スタディの新規登録・既存のスタディの設定
２．撮影準備(1) Ｘ線フィルター(金属フィルター)確認(2) ボアカバーの確認(3) サンプルベッドの設置・初期化(4) サンプルのセッティング(5) 撮影条件の設定(6) Live画像での位置調整(7) 撮影

承認日：2024XXXXμCTマニュアル (撮影編)
１．データベース（フォルダ）・サンプル名・スタディの作成(1-1) データベースフォルダの新規作成

ツールバーアイコンの説明

データベースフォルダ内のデータ構造例

フォルダのこと↑

A

B

C

D

E

F

G

H

(A)サンプル新規追加(B)スタディ新規登録ボタン(C)既に作成したサンプルに追加して保存していきたい場合(リボン貼り付けボタン)(D)フォルダ新規作成(E)既に作成したフォルダに追加していきたい場合(接続ボタン)(F)データのインポート(G)データのエキスポート(H)Viewerの起動

μCTマニュアル (撮影編)
１．データベース（フォルダ）・サンプル名・スタディの作成(1-1) データベースフォルダの新規作成①ツールバーにある(D)新規フォルダ作成ボタン
をクリックする。
②表示されたウィンドウ上でフォルダ名等入力する。

③新規フォルダが作成される。

μCTマニュアル (撮影編)
１．データベース（フォルダ）・サンプル名・スタディの作成(1-2) データベースフォルダの呼び出し①ツールバーにある(E)接続ボタン
をクリックする。
②参照ボタンを押してフォルダを選択する。
③接続ボタンを押す。

μCTマニュアル (撮影編)
１．データベース（フォルダ）・サンプル名・スタディの作成(2-1) サンプル名の新規登録①ツールバーにある(A)サンプル新規作成ボタン
をクリックする。
②表示されたウィンドウ上で名前など入力。
③データリスト上に名前のファイルが表示される。
※メモ内容を変更したい時はリスト上で選択、右クリック→「内容の変更」で変更可。

μCTマニュアル (撮影編)
１．データベース（フォルダ）・サンプル名の作成(2-2) サンプル名の呼び出し①既に作成してあるサンプル名を選択し、(C)リボン貼り付けボタンを選択する。
②指定したサンプル下流の(study)にリボンが付いたことを確認する。
PC ▷ DATA(:D) ▷フォルダ(講座ごと)▷①サンプル▷②スタディ▷③シリーズ①②③

μCTマニュアル (撮影編)
１．データベース（フォルダ）・サンプル名・スタディの作成(3-1) スタディの作成①データベース画面から、スタディを新規登録したい既存のサンプルの行を選択する。
②ツールバーのスタディの新規登録ボタン③「新規登録」を押す。
①

をクリック。
②③

画像格納場所のスタディを変えたいときは、選択して(C)リボン貼り付けボタンを押す.

μCTマニュアル (撮影編)
2．撮影準備(1)Ｘ線フィルター(金属フィルター)確認①ウォームアップ時の Cu1.0mmが入っているため、優しく抜く。
②使用する金属フィルタ―をセットする。

③

種類

使⽤⽤途

Al 0.5mm

低コントラストサンプル（in vitro 脳）

Al 1.0mm

軟組織のスキャン（脂肪解析等）

Al0.5mm＋
Cu0.06mm

標準的なCTスキャン

Cu0.1mm

BMD解析時Cu0.2mm

⾦属を含むサンプル（インプラント等）

Cu1.0mm

Warming up 時（測定にはしようしない）

μCTマニュアル (撮影編)
2．撮影準備(2)ボアカバーの確認①CT撮影を実施するFOVに対応したボアカバーを取り付ける。

ねじは3か所ある↑

※FOVが72以上になっていることを確認。FOVによって台の高さが変わり、組み合わせによっては、当たって入らず、故障の原因になりかねないため。

μCTマニュアル (撮影編)
2．撮影準備(3) サンプルベッドの設置・初期化①ボアカバーに対応したサンプルベッドを取り付ける。(対応表は次頁)←ねじは1つ②初期化ボタンをクリックして初期化する。

μCTマニュアル (撮影編)
2．撮影準備(3) サンプルベッドの設置・初期化

μCTマニュアル (撮影編)
2．撮影準備(4)サンプルのセッティング①右のFOV表示線を参考に、撮影したい部位がFOV内にはいるように、サンプル位置を設定する。
②サンプルステージを手動ス
ライド部が奥側に突き当たるまで、確実に収納する。
※サンプルベッド、サンプルがボアカバーに接触していないことを確認。

μCTマニュアル (撮影編)
2．撮影準備(5)撮影条件の設定①以下の表を参考に各項目を設定していく。

μCTマニュアル (撮影編)
2．撮影準備(6) Live画像での位置調整①Control画面のライブモード撮影ボタン
をクリックするとX線照射が始まり、
Xcapture画面に透過画像が表示される。
②下図の通り、本体の操作ボタンで位置合わせを行う。
③再度同じボタンを押すとライブモードが終了する。（150秒経過で自動的に切れる。）←同時に押すとFASTモード(7) 撮影①Control画面の撮影ボタン

をクリックする。

※生体サンプルは撮影時間4分を超えないように注意！

2024/6/3 ver

by SHIZU TSUCHIYA

撮影条件などによって、以下３つの再構成パターンがある①軽めの撮影条件：撮影後、自動で再構成までしてくれる。
②FOV36以下 or 画像解像度がSuperHigh：センター調整ツールが立ち上がるので、手動で再構成を行う。
③その他：下に示す方法でセンター調整ツールを立ち上げ、手動で再構成を行う。

n [Database]画面で再構成を行いたいシリーズ名を右クリックし、 [センター調整ツールの起動]を選択する。

n センター調整ツールとは？
①〜③のエリアに分かれており、再構成範囲の設定や回転中心位置の補正などを行うことができる。
③断層画像エリア①範囲設定エリア②透視画像エリア

再構成ボタンn 各エリアの説明①範囲設定エリア：再構成範囲の詳細を確認することができる。

[すべて表⽰]にチェックを⼊れると、範囲の詳細を⾒ることができる。

もっと詳しく知りたい人は、取扱説明書p.74-80へ

n 各エリアの説明②透視画像エリア：再構成の範囲を変更することができる

断層画像の変更
再構成範囲の変更

透視画像の変更

もっと詳しく知りたい人は、取扱説明書（撮影操作編）p.74-80へ

n 各エリアの説明③断層画像エリア：
以下の変更を行うことができる(A)解像度(B)範囲(C)回転中心位置(D)角度(E)無視範囲(A) 再構成画像の解像度を変更(B) 赤枠を動かして再構成範囲を変更

もっと詳しく知りたい人は、取扱説明書（撮影操作編）p.74-80へ

n 各エリアの説明③断層画像エリア：
以下の変更を行うことができる(A)解像度(B)範囲(C)回転中心位置(D)角度（すべて表示にチェックを入れる）(E)無視範囲（すべて表示にチェックを入れる）(C) 変更する回転中心位置を入力し、[再描画]をクリックすると反映される(D) 任意の角度を入力し、[再描画]をクリックすると、断層画像が回転する(E) 無視範囲（再構成を行わない角度）を入力する（あまり使わない機能かも？）
もっと詳しく知りたい人は、取扱説明書（撮影操作編）p.74-80へØ ソフトウェアViewerとは？
画像閲覧や簡単な解析を行うことができる。
詳細な解析をするならViewer ではなくAnalyze 14.0等で行う。

起動方法（３パターン）：
Database画面上で、n 表示したいCT画像のシリーズの行を選択した状態で[Viewer
起動ボタン]をクリック。
n 表示したいCT画像のシリーズの行をダブルクリック
n 表示したいCT画像のサムネイ
ルをダブルクリック【注意⚠】
Viewerの起動には右の仕様が必要n 主な機能の説明①ファイル読込② 3D Viewer①②③ 2D画像の調整④再々構成→GXⅢでは対応していません⑤(簡単な)画像解析③⑥画像の保存：現在表示している2D画像を保存できる

④

VOX形式
クリップボードコピー⑤⑥

n 主な機能の説明①ファイル読込② 3D Viewer

任意のファイルを選択して読込む
Databaseからファイルを選択して読込む
3D Viewerが立ち上がる【注意⚠】3D Viewerの起動には以下の仕様が必要①②

n 主な機能の説明② 3D Viewer

回転（XY軸中心、Z軸中心）：
クリック後、3D画像上でドラッグしながら回転させるクリックすると3D ViewerとVolume Rendaring Control
画面が立ち上がる

スクロール：
クリック後、3D画像をドラッグしながら任意の位置に移動

まずはヒストグラム内でCT値を調整し、3D画像を表示

拡大/縮小：
クリック後、3D画像をドラッグしながら任意の大きさに変更
十字線表示切り替え：
クリックする度に表示/非表示が切り替わる
方向ガイド表示切り替え：
クリックする度に表示/非表示が切り替わる
画像操作クリア：
クリックすると表示が初期化される
もっと詳しく知りたい人は、取扱説明書（画像解析編）p.76-104へ

n 主な機能の説明③ 2D画像の調整

スライス面移動：
クリック後、画像上でドラッグしながらスライス面を移動平行移動：
クリック後、ドラッグしながら任意の位置に移動
回転（２パターンあり）：
1.クリック後、ドラッグしながら回転させる
2. Angle Input画面が表示されるので、任意の角度を入力し[Apply]をクリック③

拡大/縮小（２パターンあり）：
1.クリック後、ドラッグしながら大きさを変更
2. Zoom Input画面が表示されるので、任意の数字を入力し[Apply]をクリック
十字線表示切り替え：
クリックする度に表示/非表示が切り替わる
輝度・コントラスト調整：
Window Level画面が表示される

もっと詳しく知りたい人は、取扱説明書（画像解析編）
p.28-40へ

画像操作クリア：
クリックすると表示が初期化される

n 主な機能の説明⑤(簡単な)画像解析

距離角度計測：計測したい箇所でクリック＆ドラッグすると、直線と計測結果が表示される⑤
ROI計測：
計測したい箇所でクリック＆ドラッグすると、四角または楕円と計測結果が表示される

もっと詳しく知りたい人は、取扱説明書（画像解析編）
p.51-56へ

メモ
ü 再々構成p.41-51 →GXⅢではできないらしい（要確認）ü 3Dフィルター機能p.40 →内容が応用編のため省略
ü Thickness機能p.58 →内容が応用編のため省略
ü 3DViewer の3Dフィルター機能p.96 →内容が応用編のため省略
ü 表示タイプ（Artstic/Segmentation）p.101→内容が応用編のため省略

参考資料（抜歯後のマウス顎骨）
撮影条件：
Cu 0.1
FOV36
Standard-18s

撮影時はLowでも、センター調整ツールで後から解像度を上げることができる
72.0 μm/Low/230 MB→

25.75 μm/Super High/325 MB

参考資料（抜歯後のマウス顎骨）High Resolution-4min&Highで撮影するより、Standard/18sec&Super Highで撮影するほうが綺麗かも？

Cu 0.06+Al 0.5
FOV36High Resolution-4min
36.0 μm/High
約1.7 GB←調整ツールでSuper highにしたらもっと綺麗になる？

Cu 0.06+Al 0.5
FOV36
Standard-18s
25.75 μm/Super High
約3.5 GB(トリミング後は250 MB)

by FUMINORI NAKASHIMA

①Databaseの画⾯からシ
リーズ情報リストに出てきた撮影したデータを選択する②エクスポートアイコンをクリックする(左上のファイルからも可能)③エクスポート先の選択：各⾃USBへ 参照から選択④保存したいファイル形式を選択

そのままでOK
⼀部分だけ切り取り場合は指定も可

ファイル形式DICOM 16bit
TIFF 16bit
JPEG
BMP
PNG
AVI

＊ファイル形式の違いによって解析ソフト内での扱いやすさが変わるた
め、各⾃の解析ソフト、Viewerによって選択する。

⑤OKをクリックするとエクスポート
が始まる；SSD推奨（ファイル容量重くなりがちなのでHHDだと移すのにかなりの時間を要する）

⑥USB挿⼊⼝

マイクロCTの左側

どこに挿しても⼤丈夫

by FUMINORI NAKASHIMA

①FOVの設定を72にする。→中のフィルターの台座の位置が最初の状態に戻る

②試料室扉を開けてサンプルベッドを外す。
⼿前に引き出して、ネジを緩めると外せる

③Ｘ線フィルターをCu (1.0 mm)に付け替える

まず、ボアカバー周囲のネジを緩めて取り外す

フィルターを引き抜いてCu (1.0 mm)に交換する

④ボアカバー⼤に付け替える

使⽤終了時• controlとDatabase２つのウインドウのみにする• 閉じる前に照射時間の確認をして使⽤簿へと記載する。

①Controlウインドウの右下のドアをクリックする②このウインドウが出るのでOKして閉じる(Databaseも⾃動で閉じる)

③Windowsマークからシャットダウンを出して選択する
マイクロCTの⽅も連動して電源が落ちる

ここが消えます④セーフティキーをOFFにして取り外す。
ドングルキー使った場合は取り外す。

⑤ファイルの中に戻してボアカバーのケース(棚⼀段⽬)に⽚づける

ドングルキー

セーフティキーl チェックリストを⾒ながら不備がないか確認する
l 使⽤簿に使⽤時間、照射時間を記載する
l 器具の破損や気になる点があれば、信清先⽣と内部先⽣に必ず連絡すること

by CHISA SHUKUNAMIØ マイクロCTでは、様々な物質や組織が異なる密度を持つため、それらの物質を画像上で正確に区別するためには、各物質の密度に対するHounsfield Unit（HU）の値を知る必要がある。
Ø HU校正はCT値を校正するために必要な処理である。
Ø 定量的な解析を必要とする撮影を行う場合は、必ずHU校正を行う。
Ø HU校正を行う前には、必ず検出器感度校正(ゲイン校正)を行う必要がある。
Ø CT値とは、CT画像上の水の領域を「0」、空気の領域を「-1000」と定義した相対値である。
Ø 水ファントムと空気をスキャンしたデータでキャリブレーションを行う。
Ø CT値はCT画像から得られる画像値を使用するが、適切な管電圧及びX線フィルターノ設定でHU校正を行っていない場合、エネルギー分布の変化によりCT画像から得られる画像値が大きく変動してしまい、正しいCT値を得ることが出来ない。

CTスキャンにおける画像のグレースケール値（ハウスフィールドユニット）

CT装置の発明者はGodfrey Newbold Hounsfield（1919年～2004年）
であ、「CT値（CT number）」はその発明者の名前にちなんで「ハンスフィールドユニット（Hounsfield Unit）」または「ハンスフィールドナンバー（Hounsfield number）」と呼ばれている。

MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY Vol.27 No.4 September 2009

Page 104 of R_mCT2_OperationManualØ HU校正を行う前には、必ず検出器感度校正(ゲイン校正)を行う必要がある。

ラット撮影向けFOV 45, 60, 70, 72, 86

マウス撮影向けFOV 5, 10, 25, 36

摘出⾻向け
FOV 18

Page 105 of R_mCT2_OperationManualn それぞれのFOVに対応するボアカバーを装着する。
n [Control]画面で、撮影条件を設定する。
n [Control]画面の[オプション]→[リング軽減処理設定]をクリックする。

n [Ring Reduction Settings]画面の[Ring Reduction]列で、これから行う撮影のScan Timeのチェックボックスをクリックする。
n ファントムをサンプルベットに設置する。

n ライブモード撮影ボタン
をクリックして、ライブモード撮影を開始する。
n 画像を確認し、ファントムが撮影範囲の中心となり、空気領域、水領域が撮影できるように、ガントリー
角度0˚及び90˚でステージ位置を調整する。
n [Control]画面の[原点復帰]ボタンをクリックして、ガントリーの原点復帰を行う。
⾃動で起動したAuto
Viewerは閉じる。
n CT撮影ボタン
をクリックし、CT撮影を開始する。
n 撮影完了後に再度[Ring Reduction Settings]画面を表示し、チェックボックスのオフにした項目をオンにすPage 106-108 of R_mCT2_OperationManual
n 校正用に撮影したファントムのCT画像は、データベースに格納される。
n 撮影したCT画像のシリーズで右クリックし、[HU校正]を選択する。

n [HU Calibration]画面が表示される。
n メニューバー上の[設定]→[VOX値校正]をクリックする。

再構成実⾏中通知画⾯が出たら消す。

Page 108 of R_mCT2_OperationManualn [HU Calibration]画面上に[CT number adjustment]ダイアログボックス、画像表示部にTARGETのROI (region ofinterest: 関心領域)、AIRのROI (緑点線枠)が表示される。

Page 109 of R_mCT2_OperationManualn ROIの操作方法

画像表⽰部をクリックすると、ROIは画像表⽰部間を移動する。
ROIを指定しやすい画像表⽰部に移動させる。ROIの移動は、枠線上でクリックしてドラッグする。
ROIのサイズ調整は、緑点線枠四⽅にあるポイン
ター(⻩⾊の“□”をクリックしてドラッグする。

Page 110-111 of R_mCT2_OperationManualn AIRのROIをファントムの空気領域上で、TARGETのROIをファントムの水領域上で指定し、それぞれの[ROI read]ボタンをクリックする。
n [CT number adjustment]ダイアログボックスの[AIR CT]、[TARGET CT]の値に、各ROIに表示されている[Ave]の値が入力されたことを確認する。
n [CT number adjustment]の[OK]ボタンをクリックする。

AIRのROI
空気領域

TARGETのROI
⽔領域

Page 111 of R_mCT2_OperationManualn ファイル保存ダイアログボックスが表示される。

ファイル名の書式：管電圧_FOVxx_撮影モード_X線フィルター名_HUCAL.PRM
ファイル保存先は、「C:¥ProgramData¥Rigaku¥CalibrationData¥HU」のみ有効

Page 112 of R_mCT2_OperationManualn [Control]画面上の[オプション]→[HU校正設定]をクリックする。
n [HU Calibration Settings]画面の表示

by CHISA SHUKUNAMI以下の場合に実施する
Ø Gain 校正ステータス表示が黄色、または、赤色に点灯している場合。
Ø X線フィルターを交換した場合。
Ø 管電圧を変更した場合。
Ø ライブモード撮影画像において、周囲との明暗に明らかに差のある（極度に明るい・暗い)画素が見られた場合。

Ø CT撮影画像のAxial像（横断面）において、同心円状のライン（リングアーチフアクト）が見られた場合。
＊リングアーチファクトは、白線、黒線の両方が発生する可能性がある。
＊360˚（1周分）発生しない場合もある。

Gain校正は、CosmoScanを起動して1時間以上経過した後に、行う！
X線フィルター : Cu 0.1 mm
Gain校正を行う前にWarm upが必要です！
撮影モード：Standard
管電圧：60 kV
n [Control]画面で、[撮影FOV]で「72」を選択する。
n サンプル及びサンプルヘッドを資料室外に取りだし、ボアカバーを外す。
n Gain校正を行うX線フィルターを取り付ける。
Warmup用のCu 0.1mmだと以下のようなメッセージが出ます。

Gain校正前
Gain校正完了後

n X線発生装置窓、X線フィルター、X線検出器受光面の表面にゴミなどの付着がないことを確認する。付着している場合は、乾いた布などを用いて拭き取る。
n ボアカバー大（内径163 mm）を取り付ける。この時、ボアカバーの内側及び外側にゴミや造影剤などが付着していないことを確認する。付着している場合は、乾いた布などを用いて拭き取る。

n [Control]画面のメニューバーから[オプション]→[ゲイン校正]を選択する。
n [Gain Calibration]画面が表示される。
取り付けたX線フィルターの表示になっているか確認する！

Standardを選択表示されたリストから不要な校正条件は削除する。
ゲイン校正時の管電流は、消費電力が4W、8Wになるように設定する。
例：管電圧60kV→70 µA (4W)、133 µA (8W)

n 校正条件を追加する。

クリック

Ø ゲイン校正には、校正条件ごとに数十秒から数分程度要する。
n 校正条件が終了すると、校正後の数値を示す画面が表示されるので、[OK]をクリックする。
校正完了画面n [ゲインキャリブレーショ
ン実行]をクリックしてゲ
イン校正を実行する。

by HIROSHI OUEØ スクリーンショット確認中

実験動物用３DマイクロX線CT CosmoScan
取扱説明書 撮影操作編
9. 管理モード
9.1.2 X線発生装置の状態確認 p118～①

Control画⾯のオプションメニューをクリック

②「サービス設定（サービス画⾯表⽰）」をクリック

実験動物用３DマイクロX線CT CosmoScan
取扱説明書 撮影操作編
9. 管理モード
9.1.2 X線発生装置の状態確認 p118～③ 「XG Check」をクリック

④

X線照射時間の確認

実験動物用３DマイクロX線CT CosmoScan
取扱説明書 撮影操作編
9. 管理モード
9.1.2 X線発生装置の状態確認 p118～

1. 緊急停⽌（1）正⾯上⽅の⾚⾊の緊急停⽌ボタンを押し込むと、装置への電源供給が遮断され、装置が緊急停⽌できます。PCの電源供給は遮断されません。
※緊急停⽌が必要な時のみに使⽤してください。

2. 停⽌解除（1）緊急停⽌ボタンを、時計⽅向に回します。
（1）通常の⼿順で、PCをシャットダウンします。
（2）CosmoScanを再度起動します。

押す！！

by AKI TAKIMOTO

① 麻酔装置 MK-AT210② 動物麻酔用ケース③ イソフルラン (VIATRIS, 250 mL)④ イソフルラン用アダプター⑤ キムタオル, サージカルテープ (マウスの手足を固定する紙テープ)⑥ 発泡スチロール用サンプルベッド (大または小), 発泡スチロールの台

⑥

①
③

②

発泡スチロール⽤サンプルベッド (⼤)④

普通のサンプルベッド
よりも短い

(a)

<麻酔液の補充>
1. 麻酔装置の”ANE”と”VAC”のスイッチがオフになっていることを確認する
2. 麻酔装置をできるだけ机の手前側に移動させておく(動物麻酔用ケースは横に移動させる)
3. イソフルラン (250 mL) 容器にアダプターを取り付ける (a)アダプターの２つの溝をイソフルラン
容器の紫の部品に合わせ、しっかりと回し閉じる。

4. 麻酔装置の麻酔補充口のネジが閉じていることを確認し (b)、右端のネジを緩めてストッパーを取り出す (c)5. イソフルラン容器に取り付けたアダプターを、ストッパーが入っていた穴に入れてネジを閉じる (d, e)

(d)

(b)
(c)

作業中に麻酔液をこぼさないように注意

(e)
ストッパー

アダプターをこの向きで差し込む
容器を傾け過ぎると⿇酔液がこぼれるので注意する

このネジが閉じていることを確認 (CLOSE)

このネジを緩めて⾦属製のストッパー
を取り出す

アダプターを奥まで⼊れたら右端のネジをしっかり閉じる(⽚⼿でイソフルラン容器を持った状態で作業)<麻酔液の補充 つづき>
6. 麻酔補充口のネジをOPENの方に回し (f)、片手で持ったイソフルランの

(f)

(g)

容器を傾けて麻酔液を補充する (g)7. 補充が終わったら麻酔補充口のネジをCLOSEの方に回す

液量はビンを傾けて調節する

8. イソフルラン容器を下に傾けてアダプターの管に残った麻酔液を容器に⿇酔液量のインジケーター

戻し、右端のネジを緩めてアダプターを抜く
9. ストッパーを元の状態に戻す
10. イソフルラン容器のアダプターを外して蓋をする(アダプターは洗う必要はありません)

このネジを左 (OPEN)に回すと⿇酔液を⼊れられるようになる

数時間の場合、液量はこのくらいで⼗分

(a)

<準備>
1. 麻酔装置のコンセントを挿す (普段は挿してあります)
2. 動物麻酔用ケースの中にキムタオルを敷く(a) ---- 必ず敷いてください
3. 発泡スチロール用サンプルベッド (大または小)に発泡スチロールの台をセットする (b)(b)

4. 3のサンプルベッドをCT装置にセットし、CT装置内にある麻酔吸入器をサンプルベッドの内側に通す (c)(c)
このスペースに⿇酔吸⼊器
を通す

⿇酔吸⼊器

ステンレスのネジを緩めて板の下に発泡スチロール台を⼊れる

ネジを閉じて発泡スチロール
台を固定する(b)1. 動物麻酔用ケースのコック(IN・OUT)が開いていて、CT装置につながっている
チューブのコックが閉じていることを確認する (a)(a)

2. 麻酔装置の”ANE”と”VAC”のスイッチをONにし (緑色のランプが点灯)、”Room Air”と”VAC Air”の目盛が2.0くらいになるように黒いネジを回して調節する (b)3. 気化器のダイアルを黒い突起を押しながら回し、麻酔の気化を開始する (c)(マウスの場合、通常 1.0〜2.0の間で使用する)
4. 動物麻酔用ケースに動物を入れ、イソフルランを吸入させる
5. 動物に麻酔がかかったら動物麻酔用ケースのコックを閉じ、CT装置につながってい

(c)

押す

るチューブのコックを開ける
6. サンプルベッドに乗せた発泡スチロール台に動物を置き、CT装置の中にある吸入器
を動物の口に被せる(d) → 必要に応じて動物の手足をテープで固定する
7. 撮影後はすみやかに動物をケージに戻す

気化器のダイアル

8. [麻酔装置の片付け]•

気化器のダイアルを 0 に回し、”ANE”と”VAC”のスイッチをOFFにする•

動物麻酔用ケースのキムタオルを捨て、ペーパータオルで水拭きをする

ANEとVACのスイッチ

INとOUTのコック

9. 発泡スチロール台と吸入器はエタノールで拭く (アクリル部分にはエタノールを使用しないでください)

(d)

•

生体動物を撮影する際は発泡スチロール台を使用する ------ アクリルは筋肉・脂肪の撮影に影響します•

照射時間は、生体動物への被爆を少なくするため2 min以内にする (18 s 以上 2min 以内)•

2024.5.15 マウス組織の異所性石灰化の撮影条件

•

ボアカバー

サンプルベッド

ジョブ

管電圧設定
(kv)

管電流設定
(uA)

Dose
(mGy)

FOV

再構成 ボクセルサFOV
イズ (um)⼤⼤ +発砲スチロール

single100

CT 120

19

72

72

画像解像度

3Dフィルター

X線フィルター

撮影モード

51.5

Super HighOFF

Cu 0.06+ Al 0.5

Standard, 18 s

X線フィルター

撮影モード

2024.6.3 マウス脂肪組織定量の撮影条件
ボアカバー

サンプルベッド

ジョブ

管電圧設定
(kv)

管電流設定
(uA)

Dose
(mGy)

FOV

再構成
FOV

ボクセルサ
イズ (um)

画像解像度

3Dフィルター⼤⼤ +発砲スチロール

single100

CT 120

35

86

86

83.0

High

Soft

Cu 0.06+Al 0.5 Standard, 02min

※Amiraによる三次元構築画像
FOV/再構成FOV
Voxel size(μm)
撮影モード
解像度

データ容量

36/36
51.55
highspeed_3.9sec
Super_high

405 MB

72/72
51. 5
standard_18sec
Super high

36/36
36.0
standard_18sec
high

36/36
36.0
standard_2minhigh

再構成時のトリミングの有無によるが、概ね1~3GB程度

※Amiraによる三次元構築画像
FOV/再構成FOV
Voxel size(μm)
撮影モード
解像度

データ容量

36/36
25.75
standard_18sec
Super_high

36/36
25.75
standard_2min
Super_high

再構成時のトリミングの有無によるが、概ね1~3GB程
度

36/36
12.87
high resolution_4min
Super_high

9.20GB