CP（カ−ボンポテンシャル）演算の精度革新を実現、O2 制御から CO2 連続制御へ！
浸炭炉、浸炭窒化炉では、鋼材の強度を向上させるため、鋼材の表面に炭素を滲み込ませる工程で、主に酸素濃度（O2）管理が行なわれてきました。
しかし、制御の安定性、制御精度および処理時間の短縮が求められているため、二酸化炭素濃度（CO2）管理をするニ−ズが高まっています。
浸炭炉/浸炭窒化炉専用ガス分析計『FA-3000』は、新しい浸炭炉の雰囲気コントロ−ルシステムの構築を実現します。

一台で3炉を連続モニタリング
最大3炉のCO2を分析計1台で連続測定することを可能にしました。従来の多点切換測定では得られなかった、応答速度の改善による制御精度の向上、品質の安定に貢献します。

浸炭炉

1
浸炭炉

2

ワンタッチ校正可能
ワンタッチで分析計の校正が可能なため、測定制御を容易に維持することができます。

浸炭炉

3
長期安定性

分析計

環境温度、周波数影響など、周囲環境からの外乱影
響に強く、長期に安定した測定を可能にします。

CP制御が可能
新栄熱計装製CP960形演算器との組合わせで、CP（カーボンポテンシャル）での制御が可能です。

浸炭炉/浸炭窒化炉専用ガス分析計

■分析部ユニット仕様■測定原理型

新型ニューマチックセンサを採用

式

測定成分
測定原理

■NDIR（非分散形赤外線吸収法）

FA-3000

FA-3001

FA-3100

FA-3101

CO2・CO2・CO2

CO・CO2・CO2

CO・CO2・CH4

CO・CO2・NH3

NDIR（非分散赤外線吸収法）
CO2：0〜0.5/1.0/2.0/5.0vol％、CO：0〜50/100vol％CH4：0〜5/10/20/50vol％、NH3：0〜0.2/0.5/1.0/2.0vol％

測定範囲

CO2オプションレンジ：5000ppm〜5vol％内にてレンジ比10倍以内（2レンジ以内）
COオプションレンジ：10vol％〜100vol％内にてレンジ比10倍以内（2レンジ以内）

CO、CO2などの分子は特定の波長域の赤外線を吸収することが知られています。光源から照射された赤外

ゼ

繰り返し性

光はチョッパモータを介して、サンプルセルおよび

ロ

ス パ ン

フルスケールの±0.5％

ロ

フルスケールの±2.0％／週

リファレンスセルには赤外吸収のない不活性ガス（N2ス パ ン

フルスケールの±2.0％／週など）が封入されており、リファレンスガスとサンプル分析計入口から（0.5L/minにて）リファレンスセルに一定周期で交互に導入されます。

ゼフルスケールの±0.5％

ドリフト（※1）応答速度ガス濃度に応じた赤外線吸収量の差が検出気に入射し、そのエネルギー差を電気信号に変えて増幅・出力します。

T90 30秒以内

アナログ出力DC 4〜20 mA（非絶縁出力）・DC 0〜1 V（非絶縁出力）オプション

サンプルガス流入（※2）

0.5±0.3L/min

サンプルガス背圧±100mmH2O
温度：周囲温度±5℃

光源

チョッパ

水分：5℃飽和以下

集光ブロックリファレンスセル

検出器

ダスト：無CO2：2vol％以下
サンプルガス条件

CO：25vol％以下CH4：1vol％以下
C3H8：1vol％以下（※3）

サンプルセル
サンプルガス入口
サンプルガス出口

H2：40vol％以下
N2：残環境条件（※4）
電源

消費電力
表示

温度：0〜40℃（直射日光のないこと）
相対温度：90％以下
AC 100〜120V 50/60Hz
約250VALCD 118.18 mm（W）
×89.38 mm（H）
320ドット（W）
×240ドット（H）

ケ ー ス

ラックマウント（縦型）

外形寸法

480 mm（W）
×480 mm（H）×255 mm（D）

塗 装 色

マンセル5Y7/1 半ツヤ

質

量

約30kg

※1 周囲温度変化±5℃以内とします。
※2 流量計、切換コック、バルブはお客さまにてご用意ください。
※3 FA-3001に搭載のCO計については1000ppm以下となります。
※4 CO2の測定は、CO2濃度の変動がない測定環境下で実施してください。

HORIBAは分析・計測技術で地球環境保全に貢献します

企業理念

統合マネジメント方針

豊かな未来に向かって

1.地球環境負荷に配慮した生産体制を築き、製品・サービスを通して、お客様のニーズにお応えします。

限りなく成長する

2.法規制および地域・近隣の協定などを遵守し、共栄を図ります。
3.企業経営の目的・目標とその達成計画を策定し、継続的改善に取り組みます。

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。
●このカタログの記載内容は、改良のため予告なく変更することがあります。●このカタログに記載されている各社の社名、製品名及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。
●このカタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もあります。●このカタログに記載されている内容の一部または全部を無断転載する事は禁止されています。
●このカタログに記載の製品は日本国内仕様です。海外仕様については別途ご相談ください。

ハイテクの一歩先に、いつも。
〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2（075）313-8121（代）http://www.horiba.co.jp

e-mail:info@horiba.co.jp●製品の技術的なご相談をお受けします。 カスタマーサポートセンター

東北セールスオフィス （022）308-7890（代） 〒982-0015 仙台市太白区南大野田3-1（第3エステート斉藤1F）
つくばセールスオフィス （029）856-0521（代） 〒305-0045 茨城県つくば市梅園2-1-13（筑波コウケンビル1F）
東京セールスオフィス （03）3861-8231（代） 〒101-0031 東京都千代田区東神田1-7-8（アルテビル東神田）
横浜セールスオフィス （045）451-2091（代） 〒221-0052 横浜市神奈川区栄町2-9（東部ヨコハマビル5F）
名古屋セールスオフィス（052）936-5781（代） 〒461-0004 名古屋市東区葵3-15-31（住友生命千種第2ビル）
大阪セールスオフィス （06）6390-8011（代） 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-4-17（新大阪上野東洋ビル4F）
広島セールスオフィス （082）288-4433（代） 〒735-0008 広島県安芸郡府中町鶴江2-20-5（コンドミニオ石原2F）
西部セールスオフィス （092）472-5041（代） 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-6-26（安川産業ビル6F）
四国営業所（0897）34-8143（代） 〒792-0011 愛媛県新居浜市西原町3-4-2

本社／京都S.S.

カタログNo. HRA-2855C

名古屋S.S.（052）705-0711
北陸S.S.（076）422-6112
三重S.S.（0593）46-2706
京都S.S.（075）313-8125
大阪S.S.（06）6150-3661
兵庫S.S.（0792）84-8320

新栄熱計装株式会社〒152-0002
東京都目黒区目黒本町4-20-3
ＴＥＬ．０３（３７１１）７３４６（代）ＦＡＸ．０３（３７１０）４１０３
http://home.c08.itscom.net/shin-ei/
ホームページへは cp960 検索でOK〒601-8305 京都市南区吉祥院宮の東町2（075）313-8125

北海道S.S.（011）742-3395 埼玉S.S.（048）298-6871
東北S.S.（022）308-7175 東京S.S.（03）3861-8233
栃木S.S.（028）634-6098 横浜S.S.（045）451-5571
千葉S.S.（0436）24-3914 富士S.S.（0545）53-2881
鹿島S.S.（0299）91-0808 浜松S.S.（053）464-1339
つくばS.S.（029）863-7311 東海S.S.（0565）37-3510

フリーダイヤル 0120-37-6045
総発売元

中・四国S.S.（086）448-9760
広島S.S.（082）283-3378
九州S.S.（092）472-5042
大分S.S.（097）551-3982〔Recycled Paper〕 Printed in Japan ZS-TF(SK)33