Mother Tool GENERAL CATALOGUE

計測器総合カタログ

GENERAL CATALOGUE 2024 vol.1

FROM

UEDA

監視

このカタログの内容は、2024年2月現在のものです。

デジタル計測器、CCTV等の受託開発及び、OEM供給も承っております。
社団法人 日本防犯設備協会会員

社団法人 日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会会員〒386-0033 長野県上田市御所431-6

TEL 0268-25-2332 FAX:0268-25-2398

http://www.mothertool.co.jp
正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」
をよくお読みください。
●仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承願います。
●ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・株式会社マザーツールまでどうぞ。

販売店

それぞれの分野になくてはならない基本ツール

マ ザーツール
株式会社マザーツールは、1988 年にデジタルマルチメーター用のカスタム IC を開発し、長野県上田市に自社ブランドのデジタルマルチメーター、アナログテスターの販売を主業務として創業いたしました。
今日では、電気計測器をはじめ、温度測定機器、環境測定機器、水質測定機器等
多種多様な製品の取扱いを行い、幅広い分野の皆様にご愛顧いただいております。
経験豊富なスタッフによるヒアリングと丁寧な対応でお客様のニーズに合った製品をご提案させていただいております。
多様化するマーケットのニーズや、トレンドをいち早くキャッチし、数多くの分野で開発・設計・製造・環境調査・安全確認などに欠くことのできない産業の基本ツールをお届けします。
高性能・使いやすさが求められる業界だからこそ、より信頼性の高い製品を提供し続けたいと願っております。

目 次
ご挨拶

1

目次

2

インデックス

3-7

アイコン用例■温度測定機器■環境測定機器■水質測定機器■電気測定機器

Measuring instrument catalogue

7

8 - 29
サーモグラフィカメラ
温湿度計
温度計
K 熱電対センサー
中心温度計
温湿度・露点計
熱中症指数計
大型表示温度計
放射温度計
温度コントローラー
温度モジュール

9-12
16・29
17
18
14-15・19
20
21-23
24
13・25-26
27
28

30 - 41
CO₂/CO/O₂濃度計
マルチ環境測定器
フォースゲージ
照度計
風速計
騒音計
振動計
回転計
紫外線強度計テスラメーター
木材水分計

31-32
34
34
33・35-36
33・36-37
33・38
39
40
40
41
41

42 - 46
マルチ水質測定器
pH メーター
溶存酸素計
導電率計
塩分濃度計
ORP メーター

43
43・45
44
44-45
44-45
46

47 - 56
オシロスコープ
デジタルマルチメーター
アナログマルチテスター
絶縁抵抗計
検電器・導通チェッカー
クランプメーター
自動車関連測定機器
LCR メーター
パネルメーター

48
48-49
50
51
51
52-53
51
54
55-56

■生活関連測定機器

57-58■ユニバーサル基板・別売付属品

59-62

デジタルタイマー
ハンディ金属探知機

ユニバーサル基板
別売付属品

58
58

60
61-62

02

Measuring instrument catalogue
型式

03

JANコード掲載ページ

AM-4200

デジタル風速計

製品名

本体価格（税抜）
22,0004986702201555

p.36

AM-4207SD

データロガーデジタル風速計

39,0004986702202361

p.37

AM-4220

デジタル風速計

33,0004986702201920

p.37

AM-4224SD

データロガーデジタル風速計

65,0004986702302429

p.37

AQ-9901SD

データロガーマルチ空気質測定器

152,000

4986702302511

p.32

AUM-1000NA-1

パネルマウント型温度コントローラー

10,5004986702301309

p.27

CD-4302

デジタル導電率計

22,0004986702201791

p.44

CD-4307SD

データロガーマルチ水質測定器

44,8004986702202422

p.43

DO-5509

デジタル溶存酸素計

39,0004986702201685

p.44

DO-5510HA

デジタル溶存酸素計

53,0004986702201852

p.44

DT-37

導通チェッカー

2,600

4986702303853

p.51

DT-48

低圧用交流検電器

2,2004986702202309

p.51

DT-50

ハイブリッド車（HEV）
・電気自動車（EV）
用検電チェッカー

オープン価格4986702303723

p.51

DT-2268

デジタル回転計

29,8004986702201760

p.40

DT9602R＋

PC対応デジタルマルチメーター

11,0004986702202293

p.48

EM-9300SD

データロガーマルチ環境測定器

33,0004986702202446

p.34

FG-5005

デジタルフォースゲージ

56,0004986702202477

p.34

GCH-2018

CO2濃度計82,5004986702202460

p.32

HT-305

デジタル温湿度・露点計

15,0004986702302214

p.20

LCR-9063

デジタルLCRメーター

12,0004986702201425

p.54

LCR-9183

ハンディスマートLCRメーター

28,0004986702101350

p.54

LM-102

アナログ照度チェッカー

3,300

4986702101183

p.36

LM-8000

マルチ環境測定器

22,0004986702201746

p.34

LM-8102

マルチ環境測定器

33,0004986702202439

p.34

LX-100

デジタル照度計

12,0004986702201562

p.35

LX-1108

デジタル照度計

22,0004986702201807

p.35

LX-1128SD

データロガーデジタル照度計

28,0004986702202378

p.35

MCH-383SD

データロガー温湿度・CO2計

55,0004986702202552

p.16／p31

MHB-382SD

データロガー温湿度・気圧計

30,0004986702202538

p.16

MHT-381SD

データロガー温湿度計

28,0004986702202521

p.16

MS-7001

デジタル木材水分計

23,0004986702202279

p.41

MT-3H

ホームチェッカー

2,400

4986702101251

p.50

MT-4B

アナログミニテスター

MT-006

小型射温度計

MT-7

2,400

4986702101268

p.50

オープン価格4986702303440

p.26

放射温度計

8,800

4986702202255

p.25

MT-9

放射温度計

13,0004986702202545

p.25

MT-10

放射温度計

35,0004986702202248

p.25

MT-11

放射温度計

44,0004986702303365

p.25

MT-12

防水型放射温度計

14,0004986702303921

p.13／p.26

MT-33

アナログマルチテスター

5,000

4986702303655

p.50

MT-35BF

ブレーキフルードテスター

オープン価格4986702101282

p.54

MT-103小型放射温度計

オープン価格4986702303372

p.26

MT-119微弱電流用交流／直流デジタルクランプメーター

33,0004986702101367

p.52

MT-120交流／直流デジタルクランプメーター

19,8004986702101411

p.52

MT-132小型デジタル温度計

3,300

4986702302191

p.27

MT-140デジタル温度モジュール

2,400

4986702301040

p.28

MT-144

デジタル温度モジュール

2,400

4986702301262

p.28

MT-145

2チャンネルデジタル温度モジュール

3,000

4986702302207

p.27

MT-220C

デジタルパネルメーターモジュール

3,500

4986702201050

p.55

MT-306

データロガー2チャンネル温度計

29,8004986702201821

p.17

MT-309

データロガー4チャンネル温度計

38,0004986702302245

p.17

Measuring instrument catalogue
JANコード掲載ページ

MT-320型式

オートレンジ デジタルパネルメーターモジュール

製品名

本体価格（税抜）
4,000

4986702201180

p.55

MT-321V

オートレンジ デジタルパネルメーターモジュール

4,000

4986702201197

p.55

MT-326

騒音計キャリブレーター

49,8004986702201890

p.38

MT-327

デジタル騒音計

23,0004986702304058

p.38

MT-337

デジタル照度計

15,2004986702201906

p.35

MT-400A

交流デジタルクランプメーター

7,800

4986702101138

p.53

MT-600

デジタル・ガソリンエンジンタコメーター

23,0004986702201777

p.54

MT-600A

交流デジタルクランプメーター

7,500

4986702201951

p.53

MT-775

フルカラーハンディオシロスコープ

98,0004986702201968

p.48

MT-801

テスラメーター

オープン価格4986702101510

p.41

MT-806防滴型デジタル中心温度計

4,400

4986702301415

p.19

MT-809防水型デジタル中心温度計

5,500

4986702301545

p.19

MT-810防滴型デジタル中心温度計

2,200

4986702303709

p.19

MT-812防水型デジタル中心温度計

7,000

4986702303914

p.14 ／ p.19

MT-851白金デジタル温度計

19,0004986702301941

p.15

MT-861防滴型デジタル温度計

6,500

4986702303839

p.20

MT-872大型デジタル温度計

オープン価格4986702302382

p.24

MT-874

熱中症指数表示付きデジタル温湿度計

オープン価格4986702302528

p.23

MT-876黒球付小型熱中症計

6,000

4986702303891

p.22

MT-888ペン型デジタル温湿度

4,200

4986702302306

p.20

MT-889ソーラーデジタル温度計

3,000

4986702302290

p.29

MT-892

デジタル温湿度計

2,200

4986702303396

p.29

MT-893

デジタル温湿度計

2,500

4986702303402

p.29

MT-2060

デジタルマルチメーター

オープン価格4986702101145

p.48

MT-2401

デジタル絶縁抵抗計

18,0004986702101244

p.51

MT-2402

デジタル絶縁抵抗計

18,0004986702101237

p.51

MT-4050

カード型マルチメーター

オープン価格4986702201296

p.49

MT-4081J

カード型マルチメーター

オープン価格4986702303464

p.49

MT-4090

カード型デジタルマルチメーター

オープン価格4986702101275

p.49

MT-4095

カード型デジタルマルチメーター

オープン価格4986702101152

p.49

MT-4510

デジタルマルチメーター

5,500

4986702202033

p.48

MT-4520

PC対応デジタルマルチメーター

8,800

4986702202040

p.48

MT-EN1A

デジタル風速計

6,980

4986702303785

p.33

MT-EN1L

デジタル照度計

6,980

4986702303792

p.33

MT-EN1S

デジタル騒音計

6,980

4986702303808

p.33

MT-K1

デジタルタイマー

オープン価格4986702303761

p.58

MT-K2

デジタルタイマー

オープン価格4986702303778

p.58

MT-NS1磁石極性チェッカー

9,800

4986702101299

p.41

MT-P72C

直流電流計デジタルパネルメーターモジュール

5,000

4986702101398

p.56

MT-P72TC

パネルマウント型温度コントローラー

6,600

4986702301842

p.27

MT-P72V

直流電圧計デジタルパネルメーターモジュール

5,000

4986702101374

p.56

MT-P96C

直流電流計デジタルパネルメーターモジュール

6,000

4986702101404

p.56

MT-P96V

直流電圧計デジタルパネルメーターモジュール

6,000

4986702101381

p.56

MT-POE04A

4chPOE スイッチングハブ

オープン価格4986702409128

p.12

MT-POE08A

8chPOE スイッチングハブ

オープン価格4986702409135

p.12

MT-TGB35

バレット型サーモグラフィカメラ

オープン価格4986702409159

p.11

MT-TGB70

バレット型サーモグラフィカメラ

オープン価格4986702409166

p.11

MT-TGB100

バレット型サーモグラフィカメラ

オープン価格4986702409173

p.11

NVR-TGDL16P8

16 チャンネルハードディスク NVR

オープン価格4986702409227

p.12

MT-TGM20

マグネット型サーモグラフィカメラ

オープン価格4986702409210

p.11

MT-TGT20

タレット型サーモグラフィカメラ

オープン価格4986702409180

p.11

04

Measuring instrument catalogue
型式05

本体価格（税抜）

JANコード

掲載ページ

MT-TGT35

タレット型サーモグラフィカメラ

製品名

オープン価格4986702409197

p.11

MT-TGT70

タレット型サーモグラフィカメラ

オープン価格4986702409203

p.11

MT002C

デジタル温度モジュール

3,000

4986702301521

p.28

MT002C／C

デジタル温度モジュール

3,300

4986702301675

p.28

MTH-115G

アナログ温湿度計

オープン価格4986702301866

p.29

MTH-115W

アナログ温湿度計

オープン価格4986702301859

p.29

PCD-431

ペン型デジタル導電率計

18,0004986702302443

p.45

PH-201

デジタルPHメーター

15,3004986702201678

p.43

PH-222

デジタルペン型PHメーター

14,0004986702202323

p.45

PH-230SD

データロガーデジタルPHメーター

32,0004986702202408

p.43

PH-230SD-PE-21

データロガー工業用PHメーター

40,0004986702303693

p.43

PO2-250

デジタル酸素濃度計

40,0004986702302498

p.32

PSA-311ペン型デジタル塩分濃度計

25,0004986702302450

p.45

QT-4400

交流／直流デジタルクランプメーター

22,0004986702101121

p.53

SL-4023SD

データロガーデジタル騒音計

39,8004986702202385

p.38

SP-82AT

ポケットサイズ風速・風量計

16,0004986702302535

p.37

SP-82UV

ポケットサイズ紫外線強度計

18,0004986702302436

p.40

TM-188

データロガー熱中症モニター

32,0004986702301910

p.23

TM-188D

データロガー熱中症モニター

44,0004986702301927

p.23

TM-947SD

データロガー4チャンネル温度計

33,0004986702202392

p.17

TS90

ハンディ金属探知機

12,8004986702303877

p.58

UP-201

ユニバーサル基板

440

4986702301699

p.60

UP-201GSR

ユニバーサル基板

1,500

4986702301637

p.60

UP-202

ユニバーサル基板

180

4986702301705

p.60

UP-202GSR

ユニバーサル基板

525

4986702301644

p.60

UP-203

ユニバーサル基板

904986702301712

p.60

UP-203GSR

ユニバーサル基板

300

4986702301651

p.60

UP-204

ユニバーサル基板

150

4986702301729

p.60

UP-204GSR

ユニバーサル基板

400

4986702301668

p.60

UV-340A

デジタル紫外線強度計

22,0004986702201548

p.40

VB-8201HA

デジタル振動計

55,0004986702201876

p.39

VB-8205SD

データロガーデジタル振動計

98,0004986702302474

p.39

VB-8206SD

データロガーデジタル振動計

100,000

4986702302481

p.39

YK-23RP

デジタルORPメーター

26,0004986702201869

p.46

YK-31SA

デジタル塩分濃度計

26,0004986702201937

p.44

YK-37UVSD

データロガーデジタル紫外線強度計

78,0004986702202415

p.40

ZG106

CO2モニター

25,8004986702302252

p.31

Measuring instrument catalogue

別売付属品INDEX
型式

製品名

本体価格（税抜）

JANコード掲載ページ

AKA-09012

ACアダプター4000

4986702303990

p.61

C-123

ワニ口クリップ

600

4986702303433

p.62

CA-06

ハードケース

3,000

4986702303228

p.62

CD-14

導電率基準液1,800

4986702302740

p.61

CDPB-03電極

12,0004986702301965

p.43

EXCB-05

センサープローブ延長ケーブル(5m)FS-1001＋WG-01

フォースゲージ用テストスタンドセット

HC33

5,800

4986702303358

p.62

110,000

4986702302870

p.34

テスタケース

2,000

4986702303730

p.62

LAD-240直流クランプアダプター

17,0004986702201593

p.48

MTGP-11-1M

延長ケーブル(1m)4,0004986702302948

p.18

MTGP-11-5M

延長ケーブル(5m)6,5004986702302955

p.18

MTGP-11-10M

延長ケーブル(10m)

8,5004986702302962

p.18

MTLP-11

一般計測用センサー

4,000

4986702302979

p.18

MTLP-21A

空気・気流測定用K熱電対センサー

8,000

4986702303174

p.18

MTLP-41

表面測定用センサー

7,200

4986702303020

p.18

MTLP-44TW

表面測定用センサー

6,500

4986702303037

p.18

MTLP-45

表面測定用センサー

8,500

4986702303044

p.18

MTLP-53

表面測定用センサー12,0004986702303051

p.18

MTLP-KM

ミニチュアコネクター

1,200

4986702301958

p.18

MTVSM-932

ACアダプター4,000

4986702302894

p.61

ORP-14

ORPメータ用電極

15,0004986702302757

p.61

OXEL-03

溶存液

2,500

4986702302733

p.61

OXHD-04

ダイヤフラム付きスペアヘッド

2,500

4986702302719

p.61

OXPB-09N

溶存酸素プローブ

19,8004986702302702

p.61

OXPB-11

溶存酸素プローブ

25,8004986702302726

p.61

PE-02

pH-201・pH-230SD専用pHセンサー

14,0004986702301576

p.61

PE-03K7

pH-201・pH-230SD専用pHセンサー

12,0004986702303488

p.61

PE-04HD

pH-201・pH-230SD専用pHセンサー

32,0004986702302696

p.61

PE-06HDA

pH-201・pH-230SD専用pHセンサー

19,5004986702303075

p.61

PE-11

pH-201・pH-230SD専用pHセンサー

7,400

4986702302665

p.61

PE-12

pH-222専用pHセンサー

6,800

4986702303198

p.61

PE-21

pH-201・pH-230SD専用pHセンサー

14,5004986702303471

p.61

PH-04

pH04基準液1,800

4986702302641

p.61

PH-07

pH07基準液1,800

4986702302658

p.61

PT-01

温度センサー

6,000

4986702303099

p.15

PT-02

温度センサー

8,000

4986702303105

p.15

PT-03

温度センサー

10,0004986702303112

p.15

PT-04

温度センサー

8,000

4986702303129

p.15

PT-05

温度センサー

9,000

4986702303136

p.15

PT-06

温度センサー

12,0004986702303143

p.15

SC4510テスタケース

1,500

4986702302795

p.62

SL-417

EM-9300 用騒音センサー

15,0004986702303884

p.62

SW-U801

PC接続・データ編集用ソフトウェア

9,000

4986702302764

p.62

T-2

テストピン

600

4986702303426

p.62

TP-02A

一般計測センサー

6,000

4986702302863

p.18

TP-11

一般計測センサー

9,000

4986702301217

p.18

TP-14

食品中心温度測定用センサー

10,0004986702301231

p.18

TP-16

表面計測用センサー17,0004986702301408

p.18

TP-101

TM-947SD用pt100Ωセンサー

19,5004986702302542

p.62

06

Measuring instrument catalogue
JANコード掲載ページ

TPK-01

型式

ビーズ型K熱電対センサー

製品名

本体価格（税抜）
1,2004986702302825

p.18

UPCB-01

PC接続・データ編集用通信ケーブル

3,000

4986702302771

p.61

UPCB-02

PC接続・データ編集用通信ケーブル

3,000

4986702302832

p.61

USB-01

PC接続・データ編集用通信ケーブル

6,000

4986702302788

p.61

アイコン用例
リラティブ

ピークホールド

指示版日本語対応

IN/OUT表示機能

データホールド

平均値

バッテリーテスト

時計

最大／最小値

RS-232C出力

バーグラフ

インダクタンス

最大値ホールド

導通試験

テストリード誤挿入防止機能

抵抗

直流電流

バックライト機能

トランジスタの直流電流増幅率(hFE)測定

キャパシタンス

直流電圧

周波数

新JIS対応

偏差測定

交流電流

オート
（パワー）
オフ

PC接続

オートパワーセーブ

SDカード対応

校正証明発行可能機種

測定中のある値をゼロとしてそのプラスまたはマイナス値を表示
表示値を固定する機能

測定したデータの最大／最小値を表示
測定したデータの最大値を表示

一定時間内の最も振幅が大きい
値を記録
一定時間内の平均値を表示

PCへデータを送る信号出力

交流電圧

校正証明書・試験成績書・
トレーサビリティ体系図

静電容量

湿度測定

データロガ機能RoHS 対応

抵抗

温度測定

メモリー機能

新製品

真の実効値

騒音測定

防水ケース採用(IP65)

USB

照度測定

防滴

ダイオードテスト

レンジホールド

Hi/Loアラーム

波形表示

デューティー

氷点下警告機能

コンデンサ容量の測定機能

正弦波以外の歪んだ波形でも正確に測定
PCへデータを送る信号出力
USB出力でも正確に測定
ダイオードの良否判定

07

PCへデータ転送可能

測定中ある値をゼロとして、
そのプラス
またはマイナス値を測定・表示

レンジを固定します温度測定機器
Temperature
measuring
instrument

サーモグラフィカメラ
温湿度計
温度計
K 熱電対センサー
中心温度計
温湿度・露点計
熱中症指数計
大型表示温度計
放射温度計
温度コントローラー
温度モジュールMeasuring instrument catalogue

サーモグラフィカメラ
温度測定機器

温度変化を視覚的に管理し、製品の品質管理や温度異常によるトラブル防止に■温度変化を視覚的にモニタリングすることが可能■製品の品質管理に

環境測定機器■発熱による不具合や問題を発見することが可能■設備の劣化や故障の予兆を発見することが可能■温度異常による火災を予防■画面内の複数箇所の温度測定が可能

水質測定機器

画面内で複数のスポット・ライン・多角形・四角形・楕円形での測定範囲を最大 12 ポイント追加可能。
追加した範囲内の平均温度・最高温度・最低温度を常に表示します。
指定した範囲内の平均温度・最高温度・最低温度を表示しています。
カラーバーと画面内の最高・最低温度を表示します。

電気測定機器
生活関連測定機器
基盤・その他別売品

09

指定した範囲を表示します。
画面内の最高・最低温度を表示します。

■設定温度の上限・下限でのアラーム出力・音声警告の出力・プッシュ通知・LED点滅が可能

任意の温度を超えたとき、一致したとき、もしくは下回ったときにアラームや音声警告を出力することができます。
アラームは 2 系統出力可能。

音声ファイルを登録することで、任意の音声警告を出力可能。

インターネットを使用できる環境ではプッシュ通知、スクリーンショットの送信が可能。

STEP1

温度変化によるアラーム出力などを行 う 範囲を指定します。
（例：120℃以上でアラーム出力・
プッシュ通知など）

STEP2

STEP3

範囲内の温度が設定した温度に到達。

アラーム出力、音声警告、プッシュ通知、（例：範囲内の温度が 120℃以上に上昇）

スクリーンショット送信を行います。

Measuring instrument catalogue■最高温度、最低温度、選択したポイントの温度表示が可能■サーモグラフィ、実際の映像を同時録画
サーモグラフィ、実際の映像を同時に録画します。

温度測定機器

最高温度、最低温度のポイントを常に表示します。

サーモグラフィは実際の映像とサーモグラフィの映

また、クリックしたポイントの温度表示も可能。

像を合成することも可能。

環境測定機器■18種類のカラーを選択可能

サーモグラフィのカラーを 18 種類から選択可能。
実際の映像とサーモグラフィの映像の合成も可能。

測定対象の距離によってカメラのレンズを選択することで最長 12m 先の温度測定が可能。

水質測定機器■約0.5m〜12m離れた対象物を測定可能■人の目では見えない環境の監視

煙や霧など人の目では見えない環境であっても、不審者や熱源などをはっきりと捉えることが可能。

電気測定機器■−20℃〜550℃まで測定可能

放射率や対象までの距離を入力することで精度の高い測定が可能。

生活関連測定機器

機器構成例
カメラ
LANケーブル

HDMI
レコーダー
NVR-TGDL16P8

モニター
遠隔監視

基盤・その他別売品

外部アラーム機器

ルーター

インターネット

スマートフォン・タブレット・PC

10

Measuring instrument catalogue■録画が必要ない場合

カメラ

PoEハブ

電源

LANケーブル

温度測定機器

外部アラーム機器

PC

AC100V

事前に PC からカメラに設定をすることで、電源供給用の PoE ハブとカメラ、

外部アラーム機器の組み合わせで、設定したしきい値を超えたときにアラームを出力することができます。
映像を確認するためには PC からカメラにアクセスする必要があります。

PoE ハブを社内ネットワークに接続することで社内の PC から映像の閲覧が可能です。

■録画が必要な場合
カメラ

レコーダー

環境測定機器電源
LANケーブル

HDMI

外部アラーム機器

モニター

AC100V

録画や常時モニタリングが必要な場合は専用のレコーダーを使用します。サーモグラフィカメラ、8 台を録画可能です。
カメラへの電源供給はカメラからレコーダーへの配線距離が 100m 以内であればレコーダーから給電可能です。
※100m 以上の配線距離になる場合は PoE ハブを使用します。

レコーダーを社内ネットワークに接続することで社内の PC から映像の閲覧が可能です。
水質測定機器［単位：mm］

90.4

φ4.7

90.1

φ70.0

MT-TGB35 / 70 / 100

バレット型サーモグラフィカメラ
希望小売価格MT-TGB35

解像度
フレームレート
シャッタースピード
最低照度

赤外線照射距離ビジュアル
レンズ
サーモグラフィビジュアル
画角サーモグラフィ
温度測定距離目安
温度 23℃ / 湿度 60% 未満
温度測定範囲MT-TGB35

MT-TGB70

MT-TGB70

JANコード 4986702409166

MT-TGB100

ビジュアル：2336 × 1752(4MP) / サーモグラフィー：256 × 192
1 〜 25FPS
1/30,000 秒〜 1 秒
0.05Lux
30m
4㎜

8㎜

12㎜

3.5㎜
水平 71°垂直 52°
水平 50°垂直 37°

7㎜
水平 33°垂直 25°
水平 24°垂直 18°10㎜
水平 22°垂直 16°
水平 17°垂直 13°

約 1 〜 5m

約 2 〜 8m

約 3 〜 12m

低温モード :‒ 20℃〜 +150℃ / 高温モード :0℃ 〜 +550℃

温度精度

プロトコル
内蔵ストレージ
ブラウザ

通信
アラーム入出力
電源
消費電力
動作環境
保護等級
寸法
重量

MT-TGB100

JANコード 4986702409173

最大 ( ± 2.5℃、± 2.5%) 動作温度 :‒ 20℃〜 +50 ℃ ※画面中央 1/4 の範囲に限る

HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP;DHCP; DNS;
DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP
microSD カード :256GB
InternetExproler
音声入出力
1
1 × RJ-45 (10/100 Base-T)
1
RS-4851
12V 1.2A/ PoE
最大 14W‒30℃〜 +50℃ 95%RH
IP67(W)90.4㎜ × (H) 90.1㎜× (D)205.5㎜
900g

生活関連測定機器

φ122.0112.0

電気測定機器

型式

φ90.4

オープン

JANコード 4986702409210

MT-TGT20 / 35 / 70

φ84.0

タレット型サーモグラフィカメラ
希望小売価格MT-TGT20
基盤・その他別売品

11

205.5

JANコード 4986702409180

型式
解像度
フレームレート
シャッタースピード
最低照度
赤外線照射距離ビジュアル
レンズ
サーモグラフィビジュアル
画角サーモグラフィ
温度測定距離目安
温度 23℃ / 湿度 60% 未満
温度測定範囲

φ4.5

オープン

MT-TGB70

JANコード 4986702409197

MT-TGT20
MT-TGT35
MT-TGT70
ビジュアル：2336 × 1752(4MP) / サーモグラフィー：256 × 192
1 〜 25FPS
1/30,000 秒〜 1 秒
0.05Lux
30m
2㎜
4㎜
8㎜

2㎜
水平 94°垂直 72°
水平 87°垂直 63°

3.5㎜
水平 71°垂直 52°
水平 50°垂直 37°

7㎜
水平 33°垂直 25°
水平 24°垂直 18°

約 0.5 〜 2.5m

約 1 〜 5m

約 2 〜 8m

低温モード :‒ 20℃〜 +150℃ / 高温モード :0℃ 〜 +550℃

温度精度

プロトコル
内蔵ストレージ
ブラウザ
通信
アラーム入出力
電源
消費電力
動作環境
保護等級
寸法
重量

MT-TGB100

JANコード 4986702409203

最大 ( ± 2.5℃、± 2.5%) 動作温度 :‒ 20℃〜 +50 ℃ ※画面中央 1/4 の範囲に限る

HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP;DHCP;
DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP
microSD カード :256GB
InternetExproler
音声入出力
1
1 × RJ-45 (10/100 Base-T)
1
RS-4851
12V 1.2A/ PoE
最大 14W‒30℃〜 +50℃ 95%RH
IP67(W)122㎜× (H)112㎜ × (D)122㎜
850g

マグネット型サーモグラフィカメラ
希望小売価格

マグネット

1/4インチネジ

オープン

1/4インチネジ

JANコード 4986702409210
型式
解像度

MT-TGM20
ビジュアル：2336 × 1752(4MP) / サーモグラフィー：256 × 192

最低照度
赤外線照射距離0.05Lux―

フレームレート
シャッタースピード画角

1 〜 25FPS
1/30,000 秒〜 1 秒

温度精度
プロトコル
内蔵ストレージ

ブラウザ
通信
アラーム入出力
電源

ビジュアル 2㎜
サーモグラフィ 2㎜

ビジュアル 水平 93°垂直 69°
サーモグラフィ 水平 84°垂直 61°

microSD カード :256GB

消費電力
動作環境

InternetExproler
1 × RJ-45 (10/100 Base-T)1
12V 1.2A/ PoE
最大 5W‒30℃〜 +50℃ 95%RH

重量

500g

保護等級
寸法

温度測定距離目安
約 0.5 〜 2.5m
温度 23℃ / 湿度 60% 未満
温度測定範囲低温モード :‒ 20℃〜 +150℃ / 高温モード :0℃ 〜 +550℃

最大 ( ± 2.5℃、± 2.5%) 動作温度 :‒ 20℃〜 +50 ℃ ※画面中央 1/4 の範囲に限る
HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP;DHCP;
DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP

音声入出力
RS-4851
1

環境測定機器レンズ

温度測定機器MT-TGM20

Measuring instrument catalogue

39.0

113.6

62.0

IP67
(W)62.0㎜ × (H)113.6㎜ × (D)39.0㎜

375.0
327.4
321.0

53.0

水質測定機器NVR-TGDL16P8

16チャンネルハードディスクNVR
希望小売価格

オープン

型式
圧縮形式

JANコード 4986702409227

NVR-TGDL16P8
スマート H.265+ / H.265 / スマート H.264+ / H.264 / MJPEG

16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP /720P / D1
インターフェース RJ-45（10 / 100 / 1000Mbps）× 1
PoE
IEEE802.3af/at × 8（ePoE と EoC に対応）
ネットワークHTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP,
ネットワーク機能
NTP, DHCP, DNS, PPPoE,DDNS, FTP, P2P
モバイルアプリ iPhone , iPad , Android
録画解像度

VGA

1920 × 1080 / 1280 × 1024

音声入力：RCA × 1 音声出力：RCA × 1
2 ポート ( 背面 USB 3.0 x 1、前面 USB 2.0 x 1)

アラーム

アラーム入力：4ch

アラーム出力：2ch

電源
消費電力

SATA × 2[2TB/4TB/6TB/8TB/10TB/12TB(6TB × 2)/
16TB(8TB × 2)/20TB(10TB × 2)] ※標準 2TB × 1 搭載
AC100V 〜 240V、50 〜 60Hz
最大約 190W

使用環境
寸法-10 ～ 55℃
(W)375㎜× (H)53㎜× (D)327㎜

HDD

モバイルアクセス
WEB アクセス

iOS / Android
Microsoft Edge(IE モード )重量

電気測定機器

インターフェース HDMI × 1 / VGA × 1
映像出力 HDMI
3840 × 2160 / 1920 × 1080 /1280 × 1024 / 1280 × 720

音声
USB ポート

3.32㎏ (HDD 含む )

132
PoE1

PoE2

PoE3

PoE4

LAN1

LAN2

bt

PD Power Receiving

UP-Link32

DC 12 52V
af/at

66

MT-POE04A

4chPoEスイッチングハブ
希望小売価格オープン

JANコード 4986702409128

MT-POE04A
10Base- / 100Base-TX × 2
10Base-T / 100Base-TX × 4
IEEE802.3i / IEEE802.3u / IEEE802.3x / IEEE802.3at / af / bt
UTP Cat5e ケーブル
60W

電源
使用温湿度範囲
寸法
重量
付属品

DC48V / 1.25A
0 〜 40℃ / 10 ～ 90％ RH
約 132(W) × 66(H) × 32(D)㎜
約 0.2kg（アダプター含まず）
AC アダプター、取扱説明書

生活関連測定機器

型式
リンクポート
PoE ポート
規格
推奨伝送ケーブル
総給電電力

190
PoE2

PoE4

PoE6

PoE8

42

PWR

MT-POE08A

1

2

3

4

5

6

7

8

L1 L2

SEP

140

4chPoEスイッチングハブ

型式
リンクポート
PoE ポート
規格
推奨伝送ケーブル
総給電電力

オープン

基盤・その他別売品

希望小売価格JANコード 4986702409135

MT-POE08A
10Base-T/100Base-TX / 1000Base-T ×２

10Base-T/100Base-TX × 6（１～６）
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ×２（７～８）
IEEE802.3i / IEEE802.3u / IEEE802.ab
IEEE802.3x / IEEE802.3at/af/bt
UTP Cat5e ケーブル
115 Ｗ

電源
使用温湿度範囲
寸法
重量
付属品

AC100V 50/60Hz 最大 150W
0 〜 40℃ / 10 ～ 90％ RH
約 190(W) × 66(H) × 32(D)㎜
約 0.9kg（電源コードを含む）
電源コード（約１m）、取扱説明書12

Measuring instrument catalogue

MT-12 防水型放射温度計

HACCP CHECK機能搭載で食中毒の発生源となる菌の増殖温度帯をLEDでお知らせ

温度測定機器

希望小売価格¥14,000（税抜） JAN 4986702303921

測 定 範 囲 −30～−10 ℃

分
精

解

D

S

放

射

能 1℃
度 ±(1.6+0.1×|T|)℃

率 0.10〜1.00可変可能
比 8：1−9.9 ～ 0.0 ℃

0.1℃

D：S＝8：1

0.0 ～ 69.9 ℃

70.0 ～ 199.9 ℃±1.6℃±2.3%rdg

200 ～ 250 ℃

1℃※測定領域は距離に関係なく最低φ1.0cm

使 用 環 境 0～50℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）
保 存 環 境 －20～65℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）
電
寸付

源 単4形乾電池×2

属法 46(W)×167(H)×56(D)㎜ 約165g（電池含む）
品 取扱説明書、ストラップ、単 4 形乾電池 ×2（お試し電池）

環境測定機器

水洗いできる防水性能

IP67

IP67とは、水面から1mの深さに30分間水没させても、水の浸入がありません。

水洗いできるので衛生的にご利用いただけます。

水質測定機器HACCP CHECK 機能（食中毒予防温度判定 LED 表示）

食中毒菌・腐敗菌の増殖温度帯を LEDでお知らせ

原材料受け入れ時の温度チェック

食中毒予防として食中毒菌が発育しやすい※1危険温度帯（4〜60 C）のときに赤色LEDが点滅または点灯します。

※2 3.9 C以下および60.1 C以上の場合は緑色LEDが※2※1

3.9℃以下電気測定機器
生活関連測定機器
基盤・その他別売品

13

点滅または点灯します。

※2

製造工程での
温度チェック

4〜60℃ 60.1℃以上

距離とスポットサイズ
φ10㎝

φ5㎝

80㎝

40㎝

φ1㎝

例 MT-12（D:S＝8:1）

非接触放射温度計は測定対象物との距離によって左図のようにスポットサイズが変わります。
測定時はスポットサイズが測定対象物より小さいことをご確認ください。

8㎝

スポット径

放射率

非接触放射温度計は物体から放射されている赤外線を読み取り温度を測定しますが、物体から放射される赤外線の量は材質や表面の状態によって異なるので、測定対象に合った放射率を選ぶ必要があります。

One Point
水や油の測定水や油は表面の温度を測定することができます。
加熱中の水は表面と内部の温度が異野菜・果物・パン・肉・魚・穀類

0.98

なりますが、攪拌した状態だと内部と紙類・パック類

0.92〜0.94

ることができます。

フライパン
（鉄）

0.84

ガラスボウル（パイレックス）

0.90

上記放射率は一般的な指標値であり、測定物の状態や条件等により異なる値となる可能性があります。

表面の温度差は少なく正確に測定すMeasuring instrument catalogue

MT-812 防水型デジタル中心温度計

水洗いできるIP67防水仕様の温度計
センサー部：Φ2.5×113mm

測

定

範

¥7,000（税抜） JAN 4986702303914

囲 −50.0～−19.9℃−20.0 ～ 60.0℃

60.1 ～ 250.0℃

分
解能 0.1℃
精
度 ±0.8℃もしくは±0.8％rdgの大きい方 ±0.5℃
サ ン プ リ ン グ 約1秒/回（1分10秒後は約2秒/回）
保
電
電

護

等

池

寿

寸
付

級 IP67
源 CR2032(3V) ボタン電池×1
命 約350 時間

本体：41(W)×194(H)×20(D)㎜(センサ保護キャップ含む)
センサ部：φ3×113㎜
感温部：センサ先端から約15㎜
品 センサ保護キャップ・お試し電池（本体内蔵）
・検査成績書・取扱説明書
法属

水洗いできる防水性能

IP67とは、水面から1mの深さに30分間水没させても、水の浸入がありません。

水洗いできるので衛生的にご利用いただけます。

設定温度以上になるとタイマーがスタートし、食材の加熱時間などをアラームでお知らせします。

搭載

75℃以上＋60 秒カウントダウン

85℃以上＋90 秒カウントダウン
ノロウイルスの死滅は85℃・90秒以上の加熱が目安です。

食肉などに付着している有害な
微生物の死滅は75 C・60秒以上の加熱が目安です。

水質測定機器3 種 類のタイマー±0.8℃もしくは ±0.8％ rdg の大きい方

環境測定機器

IP67

温度測定機器

希望小売価格3種類のタイマー搭載で温度と時間を同時に測定ご利用シーンに合わせた温度、タイマーの時間を設定できます。

電気測定機器

設定温度到達

任意温度上下限（­50〜250℃）＋
任意カウントダウン ( 最大 23:59:59)

タイマー終了

カウントダウン
開始

℃

1 分経過

℃

アラーム作動加熱
OK

HACCP CHECK 機能

マグネット内蔵（食中毒予防温度判定 LED 表示）

※1

4〜60℃

収納に便利なマグネットを本体背面に内蔵しています。

基盤・その他別売品※2

3.9℃以下生活関連測定機器※75℃以上+60秒カウントダウンの場合※2

60.1℃以上

食中毒菌・腐敗菌の増殖温度帯を LEDでお知らせ
食中毒予防として食中毒菌が発育しやすい※1 危険温度帯（4〜60 C）のときに赤色LEDが点滅または点灯します。

※2 3.9 C以下および60.1 C以上の場合は緑色LEDが点滅または点灯します。

14

Measuring instrument catalogue

MT-851 白金デジタル温度計

水まわりや湿気、油などの多い環境でも安心して使用可能な温度計
白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサー採用で高精度温度測定を実現

温度測定機器

希望小売価格¥19,000（税抜） JAN 4986702301941

液 晶 表 示 文字高18㎜

セ ン サ ー 白金測温抵抗センサ(3線式)Pt1000Ω(Class A)
測 定 範 囲 －100.0～300.0℃－50.0 ～ 200.0℃

200.1 ～ 400.0℃

精

±0.8℃

分

解

能 0.1℃

度 ±0.8℃±0.3℃

サ ン プ リ ン グ 約0.5秒/回
デ ー タ ロ ガ ー 手動記録：99ポイント／自動記録：99ポイント、設定しきい値を超えて（下回って）温度変化が停止したポイントを記録
機

能データホールド、
MAX/MIN測定、
温度補正、
日時表示、
オートパワーオフ（OFF、
30分、60分、120分）、
ボタンロック
電池消耗表示、
オーバーレンジ表示、ブザー音（データロガー時）

環境測定機器保 護 等 級 IPX5準拠
使 用 環 境 0～50℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）
保 存 環 境 −10～50℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）
電
源 単3形乾電池×2
電 池 寿 命 約250時間（アルカリ電池使用）
寸付

水質測定機器IPX5

属本体：65(W)×155(H)×26(D)㎜ センサ（PT-01）：23.5(W)×230(H)×21.5(D)㎜
φ3.0×100(H)㎜(金属部)、
ケーブル約1m

品 センサ(PT-01)、
USBケーブル、
ストラップバンド、
単3形乾電池×2(お試し電池)、
取扱説明書

水に強い 水がかかっても安心な防滴性能
IPX5とは、あらゆる方向から水がかかっても内部への浸入がありません。
水を扱う場所では安心してご利用いただけます。

データ記録 機能 日時 時間 温度
最大 99 個手動データ記録
Manual法

測定値を手動で記録することや、設定した温度を超えた
時にデータを記録することができます。
記録したデータはパソコンに取り込むことができます。

測定値をHOLDし、任意のタイミングでデータを記録することができます。

電気測定機器

USB で
パソコンへ
データ転送

①設定値を下回ると自動的にデータ記録

自動データ記録
Auto②設定値を下回ると自動的にデータ記録③上限値、下限値を設定し、それぞれ設定値を超えると自動的にデータ記録

オプションセンサー型

生活関連測定機器

用

式

PT-01

途

防水食品用

セ

ン

サ

ー

測

定

範

囲

形

状

寸

法

ケ

ー

ブ

ル

基盤・その他別売品

用15－100～300℃

式

PT-04

PT-05

PT-06

途

空気用
（冷蔵・冷凍）汎用

防水フッ素加工
（耐薬品）

定

範

囲

φ4.0×410㎜

約1m

白金測温抵抗体－100～100℃

状

Pt1000Ω(ClassA)－100～400℃－20～200℃

先端丸型法

φ4.0×40㎜

長

約1m（テフロン）

希 望 小 売 価 格¥8,000
（税抜）

ル

先端丸型

¥10,000（税抜）

測

ブ－100～400℃
先端突き刺し型¥8,000（税抜）

ーー

Pt1000Ω(ClassA)¥6,000（税抜）

サ寸

防水フライ油用

長ン

ケ

液体・半固体耐久
白金測温抵抗体

φ4.0×120㎜

セ
形

PT-03

φ3.0×100㎜

希 望 小 売 価 格
型

PT-02

φ4.0×200㎜

φ4.0×200㎜
約1m¥9,000（税抜）¥12,000（税抜）

Measuring instrument catalogue

MHT-381SD データロガー温湿度計

温度・湿度の測定値を記録可能なデータロガー
測定範囲：温度0～50℃ 湿度10～90％RH

希望小売価格¥28,000（税抜） JAN 4986702202521

測 定 対 象 温・湿度
表

時 計 機 能 内蔵
（年／月／日／時／分／秒）

示 3桁表示 LCD寸法：60×50㎜
測定範囲
分解能

度

0～50℃

0.1℃

度

10〜90%

0.1%RHデ ー タ 出 力 SDカード／USB出力
メ モ リ ー カ ー ド SDカード 1GB～16GBまで対応

別売品●専用ACアダプタ：型式MTVSM-932

精度±(0.8℃)±(4%rdg＋1%RH)／70%RH以上±(4%RH)／70%RH未満

サ ン プ リ ン グ 5／10／30／60／120／300／600秒／オート
使 用 環 境 温度：0～50℃ 湿度：10～85%RH（ただし結露のないこと）
電
寸
付●USBケーブル：型式USB-01

源 単4形乾電池(1.5V)×6

電 池 寿 命 約1ヶ月(アルカリ電池)●RS232Cケーブル：型式UPCB-02

属

DC9V（※ACアダプタは別売）

環境測定機器

温湿

温度測定機器■本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガー温湿度計■記録データはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能■見やすい大型液晶表示■壁面に取り付けての使用も可能■別売のソフトウェア(SW-E816)やUSBケーブル(USB-01)使用でPCへリアルタイムでのデータ転送が可能

法 80(W)×144(H)×33(D)㎜ 約256ｇ
壁面取付けユニット・SDカード(8GB)・品
単4形乾電池(1.5V)×6本（お試し電池）・取扱説明書●専用ソフト：型式SW-E816※P61参照MHB-382SD データロガー温湿度・気圧計

温度・湿度・気圧の測定値を記録可能なデータロガー
測定範囲：温度0～50℃ 湿度10～90％RH 気圧10.0～1100.0hpa

希望小売価格測 定 対 象 温度・湿度・気圧表
示 LCD寸法：60×50㎜
度

測定範囲
0～50℃

分解能
0.1℃

湿

度

10～90%

0.1%RH気

圧

10.0～1000.0hpa
1000.1～1100.0hpa

0.1hpa¥30,000（税抜） JAN 4986702202538

精度±(0.8℃)±(4%rdg＋1%RH)／70%RH以上±(4%RH)／70%RH未満
±2hpa
±3hpa

デ ー タ 出 力 SDカード／USB出力

別売品●専用ACアダプタ：型式MTVSM-932●USBケーブル：型式USB-01

メモリーカード SDカード 1GB～16GBまで対応
時 計 機 能 内蔵
（年／月／日／時／分／秒）

サ ン プ リ ン グ 5／10／30／60／120／300／600秒／オート 初期設定は60秒
使 用 環 境 温度：0～50℃ 湿度：10～85%RH（ただし結露のないこと）
電
源 単4形乾電池(1.5V)×6 DC9V（※ACアダプタは別売）
電 池 寿 命 約1ヶ月(アルカリ電池)
寸付●RS232Cケーブル：型式UPCB-02

属

電気測定機器

温水質測定機器■本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガー温湿度・気圧計■記録データはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能■見やすい大型液晶表示■壁面に取り付けての使用も可能■別売のソフトウェア(SW-E816)やUSBケーブル(USB-01)使用でPCへリアルタイムでのデータ転送が可能

法 80(W)×145(H)×32(D)㎜ 約260g
壁面取付けユニット・SDカード(8GB)・品
単4形乾電池(1.5V)×6（お試し電池）・取扱説明書●専用ソフト：型式SW-E816※P61参照MCH-383SD データロガー温湿度・CO2計

温度・湿度・CO2の測定値を記録可能なデータロガー
測定範囲：温度 0～50℃ 湿度 10～90％RH CO2 0～4000ppm

生活関連測定機器■本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガー温湿度・CO2計■記録データはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能■見やすい大型液晶表示■壁面に取り付けての使用も可能■別売のソフトウェア(SW-E816)やUSBケーブル(USB-01)使用でPCへリアルタイムでのデータ転送が可能
希望小売価格

湿
C

別売品

O

度

10〜90%

0.1%RH2

0～4000ppm

1ppm●専用ACアダプタ：型式MTVSM-932

精度±(0.8℃)±(4%rdg＋1%RH)／70%RH以上±(4%RH)／70%RH未満±80ppm（0〜1000ppm）
10％rdg（1001～4000ppm）●USBケーブル：型式USB-01

基盤・その他別売品

測 定 対 象 温度・湿度・CO2（二酸化炭素）表
示 LCD寸法：60×50㎜
測定範囲
分解能
温
度
0～50℃
0.1℃

¥55,000（税抜） JAN 4986702202552

デ ー タ 出 力 SDカード／USB出力
メモリーカード SDカード 1GB～16GBまで対応
時 計 機 能 内蔵
（年／月／日／時／分／秒）
サ ン プ リ ン グ 5／10／30／60／120／300／600秒／オート 初期設定は60秒
使 用 環 境 温度：0～50℃ 湿度：10～85%RH（ただし結露のないこと）
電
源 単4形乾電池(1.5V)×6 DC9V
本体：80(W)×144(H)×33(D)㎜ 約305g
寸法
プローブ：38(W)×132(H)×32(D)㎜ ケーブル長：約1.9m
壁面取付けユニット・ACアダプタ・SDカード(8GB)・付
属品
単4形乾電池(1.5V)×6本（お試し電池）・取扱説明書●RS232Cケーブル：型式UPCB-02●専用ソフト：型式SW-E816※P61参照16

Measuring instrument catalogue

TM-947SD データロガー4チャンネル温度計

4点の温度測定値を記録可能なデータロガー

温度測定機器■本体にセットしたSDカードに記録可能な4チャンネルデータロガー温度計■記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能■K／J／T／E／R／S熱電対センサで温度測定可能（センサ別売・但しJ／T／F／R／Sは取り扱っておりません）■測定値のホールド、
最大値/最小値表示機能搭載■4点の温度を同時に測定・表示可能■2点の温度差表示が可能■別売のソフトウェア(SW-E816)やUSBケーブル(USB-01)使用でPCへリアルタイムでのデータ転送が可能■バックライト付きで暗所での測定も可能※付属のK熱電対センサは2本となります。
希望小売価格セン¥33,000（税抜） JAN 4986702202392

サ 熱電対(K/J/T/E/R/S)、
白金測温抵抗体(Pt100Ω)K 熱 電 対環境測定機器

J 熱

電

対

T 熱

電

対

E 熱

電

対

R 熱 電 対別売品

測定範囲－100.0～－50.1℃

分解能

1000～1300℃

1℃－50.0～999.9℃－100.0～－50.1℃－50.0～999.9℃
1000～1150℃－100.0～－50.1℃－50.0～400.0℃－100.0～－50.1℃－50.0～900.0℃
0～1700℃

0.1℃

0.1℃
1℃

0.1℃
1℃

分解能

S 熱 電 対pt100 Ω±(0.4％rdg+1℃)

デ ー タ 出 力 SDカード／RS-232C／USB出力±(0.4％rdg+0.5℃)±(0.4％rdg+1℃)±(0.4％rdg+0.5℃)±(0.4%＋1℃)

0.1℃

測定範囲

精度
±(0.4％rdg+1℃)±(0.4％rdg+1℃)±(0.4％rdg+0.5℃)±(0.4％rdg+1℃)

0～1500℃－199.9～850℃

サンプリング 約1秒/回

1℃
0.1℃

精度

±(0.5%＋3℃)±(0.4％rdg+1℃)

使 用 環 境 0～50℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）
電
源 単3形乾電池×6 DC9V
（別売品ACアダプタ使用 型式MTVSM-932）
電 池 寿 命 約45時間（ロガー60s、
バックライトOFF、
アルカリ電池使用）
寸付

法 69(W)×178(H)×45(D)㎜

属±(0.4％rdg+0.5℃)

約370g（電池含む）

ソフトケース（型式CA-05A）、
SD カード(8GB)
品 ビーズ型K熱電対センサ（型式TPK-01 精度±2.2℃）
×2
単3形乾電池×6（お試し電池）、取扱説明書±(0.5％rdg+3℃)●K熱電対センサ ●専用USBケーブル：型式USB-01 ●RS232Cケーブル：型式UPCB-02 ●専用ソフト：型式SW-E816 ●pt100Ωセンサ：TP-101 ●専用ACアダプター：型式MTVSM-932 ※P61参照

MT-306 データロガー2チャンネル温度計

2点の温度測定値を記録可能なデータロガー

水質測定機器■2点の温度を同時に測定・表示可能な温度計■データロガー機能搭載で最大16000ポイントの測定値記録が可能■記録間隔は1秒～59分59秒の間で設定可能■2点の温度差表示が可能■測定値のホールド、
最大値/最小値表示機能搭載■PCへデータ通信用のソフトウェア・USBケーブルが標準付属■USBケーブル接続で、測定データをリアルタイムでPCに送信■測定データはテキストやExcelファイル方式で保存可能
希望小売価格セン
サ K熱電対測 定 範 囲－200.0～200.0℃

電気測定機器

分
精

解

能
度

0.1℃
±(0.2%rdg+1℃)¥29,800（税抜） JAN 4986702201821

200～400℃±(0.5%rdg+1℃)

1℃

401～1370℃±(0.2%rdg+1℃)

サンプリング 約 1.5 秒 / 回
1 秒～ 59 分 59 秒（1 秒刻みで設定可能）※最大で 16000 データのロガーが可能
データロガー ※ロガーしたデータは製品本体に保存されます。データを確認するには PC への接続が必要です。

別売品●K熱電対センサ●ACアダプター 型式：AKA-09012

使 用 環 境 0 ～ 50℃／ 80％ RH 以下（ただし結露のないこと）/ 高度 2000m まで
電
源 9V形乾電池×1 DC9V
（別売品ACアダプタ使用 型式：AKA-09012）
電 池 寿 命 約50時間（アルカリ電池使用)
寸法 64(W)×184(H)×30(D)㎜ 約222g（電池含む）
付属

PC出力キット（専用ソフト+USBケーブル）品 ビーズ型K熱電対センサ（型式TPK-01 精度±2.2℃）
×2
ハードケース、
9V形乾電池×1（お試し電池）、取扱説明書※P61参照MT-309 データロガー4チャンネル温度計

4点の温度測定値を記録可能なデータロガー

生活関連測定機器■4点の温度を同時に測定・表示可能な温度計■データロガー機能搭載で最大16000ポイントの測定値記録が可能■記録間隔は1秒～59分59秒の間で設定可能■2点の温度差表示が可能■測定値のホールド、
最大値/最小値表示機能搭載■PCへデータ通信用のソフトウェア・USBケーブルが標準付属■USBケーブル接続で、測定データをリアルタイムでPCに送信■測定データはテキストやExcelファイル方式で保存可能※付属のK熱電対センサは2本となります。

基盤・その他別売品

17

希望小売価格¥38,000（税抜） JAN 4986702302245

セン
サ K熱電対測 定 範 囲－200.0～200.0℃
200～400℃
401～1370℃
分
解
能
0.1℃
1℃
精
度
±(0.2%rdg＋1℃)±(0.5%rdg＋1℃)±(0.2％rdg＋1℃)
サンプリング 約3秒/回
1 秒～ 59 分 59 秒（1 秒刻みで設定可能）※最大で 16000 データのロガーが可能
データロガー ※ロガーしたデータは製品本体に保存されます。データを確認するには PC への接続が必要です。

別売品●K熱電対センサ●ACアダプター 型式：AKA-09012※P61参照使 用 環 境 温度：0～50℃ 湿度：0～80%RH 使用高度：2000m以下
電
源 9V形乾電池×1 DC9V
（別売品ACアダプタ使用 型式AKA-09012）
電 池 寿 命 約50時間（アルカリ電池使用)
寸法 64(W)×184(H)×30(D)㎜ 約240g（電池含む）
PC出力キット（専用ソフト+USBケーブル）
付属
品 ビーズ型K熱電対センサ（型式TPK-01 精度±2.2℃）
×2
ハードケース、
9V形乾電池×1（お試し電池）、取扱説明書

Measuring instrument catalogue

マザーツールのK熱電対センサー
ビーズ型K熱電対センサー
型

定

範

囲

寸
法
希望小売価格TPK-01−30 〜 200℃

ケーブル長：約 1m¥1,200（税抜）

空気・気流測定用K熱電対センサー型式

測 定 範 囲定範

囲センサー寸法

希望小売価格

ハンドル寸法
希望小売価格TP-02A−50 〜 500℃

φ3×120㎜

材質：SUS316

85(W)×13(H)×12(D)㎜ ケーブル長：1m¥6,000（税抜）

定

範

囲

センサー寸法ハンドル寸法
希望小売価格−50 〜 650℃

φ3.2×150㎜−50 〜 750℃

表面測定用K熱電対センサー型

式−50 〜 300℃

φ2.0×100㎜

材質：SUS304

φ14.5×124.0㎜ ケーブル長：1m¥4,000（税抜）

MTLP-34A−30 〜 300℃

φ4.8×150㎜ 材質：SUS304
φ20.5×158.0㎜ ケーブル長：1m¥5,300（税抜）

MTLP-44TW−40 〜 500℃
φ14×15㎜
φ14×85㎜ ケーブル長：1m¥17,000（税抜）−20 〜 400℃
φ15.0×14.8㎜ 材質：SUS304
φ14.5×115.0㎜ ケーブル長：1m¥7,200（税抜）−20 〜 600℃
φ10（先端） φ3.2×150.0㎜ 材質：SUS304
φ20.5×158.0㎜ ケーブル長：1m¥6,500（税抜）式

MTLP-45

MTLP-53囲−30 〜 480℃

生活関連測定機器

MTLP-41

電気測定機器TP-16

測 定 範 囲センサー寸法ハンドル寸法
希望小売価格型

材質：SUS316

φ14×106㎜ ケーブル長：1m¥9,000（税抜）TP-14

φ2.3×150㎜ 材質：SUS316
φ14×106㎜ ケーブル長：1m¥10,000（税抜）

MTLP-11

水質測定機器測式¥8,000（税抜）TP-11

汎用K熱電対センサー(先端突き刺し型)型

φ4.8×200㎜ 材質：SUS316
φ20.5×158㎜ ケーブル長：1m

環境測定機器測式−20 〜 450℃

センサー寸法ハンドル寸法

汎用K熱電対センサー(先端丸型)
型

MTLP-21A

温度測定機器

測式

マグネット付測定範センサー寸法ハンドル寸法
希望小売価格

φ15×28.0㎜（先端部分） φ6.35×150.0㎜
材質：SUS316
φ14×106㎜ ケーブル長：1m¥8,500（税抜）

延長ケーブル／ミニチュアコネクター
型−30 〜 250℃
22.0×32.0×10.8㎜
φ12×22.0㎜ ケーブル長：1m¥12,000（税抜）

MTGP-11-1M

MTGP-11-5M

MTGP-11-10M

MTLP-KM

寸法
希望小売価格1m¥4,000（税抜）5m¥6,500（税抜）

10m¥8,500（税抜）¥1,200（税抜）

基盤・その他別売品

式

カスタム品について
Jタイプや、
TタイプなどKタイプ以外のセンサーや、センサー長、ケーブル長のカスタムなど特別仕様につきましても対応いたします。 お気軽にお問い合わせください。

18

Measuring instrument catalogue

MT-812 防水型デジタル中心温度計

水洗いできるIP67防水仕様の温度計 3種類のタイマー搭載で温度と時間を同時に測定
センサー部：Φ2.5×113㎜

温度測定機器■「75℃以上60 秒加熱」
および
「85℃以上90 秒加熱」に対応するタイマー機能をプリセットで搭載
任意の設定温度および上下限とタイマーを設定も可能■IP67 に準拠し水洗い可能■食中毒予防温度判定LED
測定値が4 〜60℃時に赤色LED が点滅または点灯、それ以外の温度帯では緑色LED が点滅または点灯■無操作時間約60分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
希望小売価格測 定 範 囲 −50.0～−19.9℃

分

解能 0.1℃¥7,000（税抜）−20.0 ～ 60.0℃±0.8℃もしくは±0.8％rdgの
±0.5℃
大きい方
サンプリング 約1秒/回（1分10秒後は約2秒/回）

精

JAN 4986702303914

60.1 ～ 250.0℃±0.8℃もしくは ±0.8％ rdg
の大きい方

度

環境測定機器保 護 等 級 IP67

電

源 CR2032(3V) ボタン電池×1

電 池 寿 命 約350 時間
本体：41(W)×194(H)×20(D)㎜(センサ保護キャップ含む)
寸法
センサ部：φ3×113㎜
感温部：センサ先端から約15㎜
付

属品 センサ保護キャップ・お試し電池（本体内蔵）
・検査成績書・取扱説明書

MT-809 防水型デジタル中心温度計

水まわりでも安心して使用可能な温度計
センサー部：Φ3.0×112㎜■調理衛生管理用校正済温度計 0℃、80℃、180℃成績表付き■T型熱電対センサー採用■IP65防水仕様■本体裏面にマグネット付き
希望小売価格水質測定機器測 定 範 囲 －50.0～199.9℃
分
解能 0.1℃

精
度 ±1℃または±1％rdgどちらか大きい方
サンプリング 約1秒/回¥5,500（税抜）

JAN 4986702301545

200～350℃
1℃

使 用 環 境 0～50℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）
電
源 CR2032×1
電 池 寿 命 約50時間

機
能 データホールド、電池消耗表示、
オーバーレンジ表示、
オートパワーオフ（約30分）
保 護 等 級 IP65準拠

寸
付

法
属

品

本体：42(W)×207(H)×20(D)㎜（センサ保護キャップ含む）
センサ部：φ 3×113㎜
感温部：センサ先端から約 30㎜

センサ保護キャップ、CR2032×1（お試し電池、本体内蔵）
試験成績書、保証書

MT-810 防滴型デジタル中心温度計
電気測定機器
生活関連測定機器
基盤・その他別売品

19

水まわりでも安心して使用可能な温度計
センサー部：Φ2.5×123.5㎜■測定値のホールド、
最大値/最小値表示機能搭載■食品・調理、園芸などの温度測定に最適
希望小売価格¥2,200（税抜）

JAN 4986702303709

測 定 範 囲 －50.0～-10.1℃－10.0 ～ 100.0℃
100.1 ～ 200.0℃
分
解能 0.1℃
精
度 ±2℃
±1℃
±2℃
サンプリング 約1秒/回
機
能 MAX/MIN表示、データホールド、
電池消耗表示、
オーバーレンジ
使 用 環 境 0～50℃／80％RH以下(結露無き事）

電
源 CR2032×1
電 池 寿 命 約5700時間
寸
付

法
属

品

本体：41(W)184(H)××17(D)㎜(センサ保護キャップ含む）
センサ部：Φ2.5×123㎜ 感温部：センサ先端から約30㎜

センサ保護キャップ、CR2032×1（お試し電池、本体内蔵）
試験成績書、保証書

MT-806 防滴型デジタル中心温度計

水まわりでも安心して使用可能な温度計
センサー部：Φ3.5×200㎜■食品中心温度計としての使用に最適■データホールド機能搭載■オートパワーオフ機能搭載
希望小売価格¥4,400（税抜）

JAN 4986702301415

測 定 範 囲 －50～－20℃－19.9 ～ 150.0℃ 150.1 ～ 199.9℃ 200 ～ 280℃
分
解
能 1℃
0.1℃
1℃
精
度 ±1℃
±2℃
サンプリング 約0.7秒/回機
能 データホールド、電池消耗表示、
オーバーレンジ、
オートパワーオフ(約10分)
使 用 環 境 0～50℃／80％RH以下(結露無き事）

電
源 LR44×1
電 池 寿 命 約5000時間
寸付

本体：Φ22×283(H)㎜（センサ保護キャップ含む）
センサ部：Φ3.5×200㎜ 感温部：センサ先端から約30㎜
品 センサ保護キャップ、LR44( お試し電池、本体内蔵）
法属

Measuring instrument catalogue

MT-861 防滴型デジタル温度計

水まわりでも安心して使用可能な温度計

希望小売価格測 定 範 囲 －50.0～－10.1℃ －10.0～100.0℃
分
精解能 0.1℃
度 ±1.5℃

サンプリング 約1秒/回
能JAN 4986702303839

100.1～200.0℃

200.1～300.0℃

±1.5℃

±2.5℃

MAX/MIN 表示、データホールド、オーバーレンジ表示
上限値 / 下限値アラーム、電池消耗表示

使 用 環 境 0～50℃／80％RH以下(結露無き事）
保 存 環 境 0～50℃／70％RH以下(結露無き事）
電
源 単4形乾電池×2
電 池 寿 命 約2年（アルカリ電池使用）
寸保 護 等 級 IP65準拠

付

属

本体：66(W)×135(H)×22(D)㎜法 センサ部：15(W)×254(H)×15(D)㎜ ケーブル約1m
Φ3.5×150㎜（金属部） 感温部：センサ先端から約30㎜

環境測定機器機±0.5℃¥6,500（税抜）

温度測定機器■水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計■測定値の最大値/最小値表示機能搭載■HI／LOアラーム設定機能搭載（測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせ）

品 センサ保護キャップ、取扱説明書、
単4形乾電池×2 (お試し電池、本体内蔵）

HT-305 デジタル温湿度・露点計

露点の温度管理も可能な温湿度計■温度・湿度の測定値から露点を自動算出可能■測定値のホールド、
最大値/最小値表示機能搭載■セパレートタイプ温・湿度センサ（コード長1.2m）
付属■別売の5m延長ケーブル(EXCB-05)を使用し、本体と付属のケーブル間を延長可能
希望小売価格¥15,000（税抜） JAN 4986702302214

サ ン プ リ ン グ 0.8秒／回
電
源 9V形乾電池×1

精

付

分

解

能 温度：0.1℃ 湿度：0.1%RH
温度：±0.8℃

電 池 寿 命 約34時間(アルカリ電池)
寸
法 本体：60(W)×135(H)×33(D)㎜

度 湿度：±3%(＜70%RH)左記以外3%rdg＋1％RH
露点：±1.4℃／温度25℃、
湿度75%RHの環境の場合

属

水質測定機器セン
サ サーミスタセンサ（温度）薄膜静電容量センサ（湿度）
測 定 範 囲 温度：0～50℃ 湿度：10～95% 露点：－25.3～48.9℃

約350g

プローブ：197㎜

品 湿度プローブ・9V形乾電池×1本（お試し電池）・取扱説明書

電気測定機器MT-888 ペン型デジタル温湿度計

重量30gの小型軽量タイプの温湿度計■測定値の最大値/最小値表示機能搭載
希望小売価格

10.0 ～ 40.0℃

40.1 ～ 50.0℃

±1℃

±2℃

JAN 4986702302306

湿度
20 ～ 95％ RH
1％ RH±10％ RH

生活関連測定機器

温度
測 定 範 囲 0.0～9.9℃
分
解能 0.1℃精
度 ±2℃
サンプリング 約10秒/回¥4,200（税抜）機
能 MAX/MIN 表示、リセットボタン、電池消耗警告
電源 CR2032×1
電 池 寿 命 約1年
寸
法 130(W)×23(H)×20(D)㎜ 約31g
（電池含む）

基盤・その他別売品

20

Measuring instrument catalogue

暑さ指数 WBGT： 熱中症予防のための指標
温度測定機器暑さ指数「WBGT」とは、熱中症を予防することを目的とした単位です。
単位は摂氏（℃）が用いられますが、その値は気温とは異なります。
①湿度 ②周辺の熱環境（輻射熱） ③気温 の3つから算出されます。

熱中症の症状・処置について
危険レベル

環境測定機器

重症度Ⅰ

手足のしびれ／めまい、立ちくらみ
筋肉のこむら返りがある／気分が悪い、
ぼーっとする

対処法

涼しい場所で休み、冷やした水分と塩分を補給しましょう。
誰かがついて見守り良くならなければ病院へ。

重症度Ⅱ

頭痛がする／吐き気がする・吐くからだがだるい ( 倦怠感 )／意識が何となくおかしい対処法

重症度Ⅰの処置に加え、衣服をゆるめ、体を氷などで積極的に冷やしましょう。

重症度Ⅲ

意識がない／体がひきつる ( 痙攣 )呼びかけに対して返事がない／体がとて
もあつい

対処法

救急車を呼び、最寄の病院に搬送しましょう。

症状

症状

症状

職場における熱中症による死傷者数の推移 （2017年〜2022年）
熱中症は屋外だけでなく室内でも発症し、 救急搬送されたり、場合によっては死亡することもあります。

職場での熱中症による死亡者及び死傷者数は、令和4年(2022年)に805人
水質測定機器となり、死亡者数は28人となっています。

死亡災害28件中、暑さ指数(WBGT)を把握していなかった事例が24件となっています。

暑さ指数(WBGT)を把握することで熱中症を予防しましょう。

死傷者数

死亡者数

2017年

544人

14人

2018年

1,178人

28人

2019年

829人

25人

2020年

959人

22人

2021年

561人

20人

2022年

805人

28人

※厚生労働省「令和4年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況」より

熱中症による死傷者数の業種別の状況 （2018〜2022年計）60

1200
電気測定機器

1000
800

51
909 46

50

835
602

600

200

15

8

20

290

9

6

生活関連測定機器

0

99 6

9
32 0

10
0

※厚生労働省「令和4年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況」より

職場における熱中症による死傷者数の推移 （2013〜2022年）
1400
1000

30

29

530

464

800
600
400

2013

2014

462
12

12

200
0

423

28

2015

2016

544

829
25

959
22

28
561

14

2017

805

2019

2020

2021

20
10

20
2018

30

2022

※厚生労働省「令和4年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況」より

0

死亡者数︵人︶

死亡者数

死傷者数︵人︶基盤・その他別売品

死傷者数

40

1,178

1200

21

30

425

423

19

400

40

717

Measuring instrument catalogue

MT-876 黒球付小型熱中症計

JIS B 7922 準拠の黒球付小型熱中症計
身体作業強度・日常生活の予防指針・運動の予防指針に対応したアラーム機能搭載¥6,000（税抜）

JAN 4986702303891

熱中症の要因である気温・湿度の測定、日射や輻射熱も考慮できる黒球式を採用した熱中症対策温度計です。

温度測定機器

希望小売価格

熱中症予防対策、労働環境等の安全管理に

JIS B 7922クラス 2 準拠

3種類のアラームを選択できます。
①身体作業強度（厚生労働省）②日常生活の予防指針（日本生気象学会）③運動の予防指針（日本体育協会）

環境測定機器MT-876 は室内、室外、衣類の種類、作業や運動内容を設定することによって、熱中症の危険性を WBGT 表示とアラームでお知らせします。

水質測定機器ご利用環境

暑熱環境下全般/建設工事/貨物運搬/運送/林業/農作業/警備/製造工場/
倉庫作業/教育機関/公共施設体育館/スポーツイベント/介護施設/

電気測定機器

医療機関/引越作業/住居等
身体作業強度等に応じたWBGT基準値
予防指針（＋衣類の組合せによりWBGT値に加えるべき補正値）（3 種 類 か ら 選 択 ）日常生活における熱中症予防指針 ／ 熱中症予防運動指針
温湿表 示 範 囲 0.0～19.9℃
度 分 解 能 0.1℃
精度 ±1.0℃
表 示 範 囲 10.0～29.9％RH
分 解 能 0.1％RH度
精度 ±7.0％RH

20.0～50.0℃±0.6℃
30.0～90.0％RH

90.1～95.0％RH±5.0％ RH（20 ～ 30℃）
±7.0％ RH
±7.0％ RH（20 ～ 30℃以外）

生活関連測定機器

表 示 範 囲 0.0～50.0℃
W B G T 分 解 能 0.1℃
精度 ±2.0℃
温 度 範 囲 0.0～19.9℃
20.0～50.0℃
50.1～80.0℃
黒球 分 解 能 0.1℃
精度 ±1.0℃±0.6℃±1.0℃
サ ン プ リ ン グ 約20秒/回
警 告 ア ラ ー ム ブザー：75dB／OFF LED：ON／OFF
警告アラーム15秒動作(ブザー/ブザー+LED/LED選択可能)
ア ラ ー ム 時 間（15秒後はWBGT値の点滅動作でお知らせ）
規格 JIS B 7922クラス2準拠
使用
環
境 0～50℃／90％RH以下（ただし結露のないこと）／風速0.3m/s以上
オーバーレンジ表示、
MAX/MIN測定（WBGT、
温度、
湿度）
、
機
能
電池消耗表示、
システムリセット
表 示 文 字 高 約17㎜
（WBGT値表示部)
寸
法 本体：65(W)×117(H)×50(D)㎜ 黒球：Φ40㎜ 約80g
電
源 単4形乾電池×2
電池
寿命 約6か月（アルカリ電池使用）
アームバンド、
カラビナ、
ストラップ、
単4形乾電池×2（お試し電池）
、
付
属
品
取扱説明書

基盤・その他別売品※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがございます。予めご了承ください。
※地上から1.2m以上の高さで測定してください。
※風速が0.3〜3.0m/s以外のとき、
WBGT値に誤差が発生する場合があります。

22

Measuring instrument catalogue

TM-188 / TM-188D データロガー熱中症モニター

JIS B 7922 準拠のデータロガー熱中症モニター
アラーム機能搭載

温度測定機器TM-188D 標準付属品■JIS B 7922 準拠品■1台で熱中症指数(IN／OUT)・黒球温度・気温、
相対湿度・露点の6項目の測定が可能■熱中症指数(WBGT値)のアラーム設定が可能■手動のボタン操作で50ポイントまで測定値の記録が可能■データロガー機能搭載で測定データをPCへ転送可能（TM-188Dのみ）■PCへデータ通信用のソフトウェア・USBケーブルが標準付属（TM-188Dのみ）■使用環境に合わせて屋内／屋外モードの選択が可能■測定に便利な三脚の取り付けが可能■測定値のホールド、
最大値/最小値表示機能搭載■オートパワーオフ機能搭載■バックライト付き

希望小売価格 ¥32,000（税抜） JAN 4986702301910
TM-188D 希望小売価格 ¥44,000（税抜） JAN 4986702301927

TM-188

TM-188 標準付属品

環境測定機器

測定範囲

分解能

精度

サンプリング 約1秒／回

温 0～50.0℃

0.1℃

±0.8℃

電

W B G T ( I N ) 0～59.0℃
WBGT(OUT) 0～56.0℃気

黒 球 温 度 0～80.0℃

0.1℃
0.1℃

±1.0℃
±1.5℃

0.1℃

湿 球 温 度 －21.6～50.0℃
0.1℃
露点 －35.3～48.9℃
0.1℃
1.0～19.9%RH
80.1〜99.0%RH
0.1%RH相 対 湿 度 1.0～99.0%RH
20.0 〜 80.0%RH

使 用 環 境 0～50℃ 95%RH以下（ただし結露のないこと）
保 存 環 境 －10～50℃ 70%RH以下（ただし結露のないこと）±0.6℃

源 9V形乾電池×1

DC9V（※TM188はACアダプタ別売）

電 池 寿 命 連続使用約200時間
寸付±5.0%RH(25℃において)±7.0%RH(25℃以外)

属

法 70(W)×248(H)×37(D)㎜ 黒球寸法Φ50㎜ 約257g
専用ソフトウェア(TM-188D)・PC接続用USBケーブル(TM-188D)
品
ACアダプタ(TM-188D)・ハードケース・9V形乾電池×1本（お試し電池）
・取扱説明書

±3.0%RH(25℃において)±5.0%RH(25℃以外)

MT-874 熱中症指数表示付きデジタル温湿度計
水質測定機器

熱中症指数(WBGT値)表示付きの温湿度計
熱中症の警戒度を5段階でお知らせ

■温度、
湿度、
WBGT値または時計を同時表示(WBGT値、時計は切替表示)■温度・湿度の測定値の最大値/最小値表示機能搭載■前日の温度・湿度の測定値の最大値/最小値表示機能搭載■壁掛け用フック穴／スタンド付きで壁掛け/卓上両方での使用が可能
希望小売価格オープン

熱中症警戒度を5段階でお知らせします。

JAN 4986702302528

ほぼ安全

温度
測 定 範 囲 −9.9～50.0℃

電気測定機器
生活関連測定機器
基盤・その他別売品

23分

能 0.1℃±1℃(10℃～40℃)
度±1.5℃(10℃～40℃以外)
サンプリング 約1分/回

精

解

湿度
20〜90%RH

1％RH±5%RH(40～70%RH、20～30℃)±8%RH(40～70%RH、20～30℃以外)

注意

警戒使 用 環 境 －9.9～50.0℃(結露無き事)
保 存 環 境 －9.9～50.0℃／90％RH以下(結露無き事)
電
源 CR2032×1
電 池 寿 命 約1年
寸付

属

法 100(W)×120(H)×15(D)㎜ 約120g（電池含む）
品 CR2032×1（お試し電池）
、
取扱説明書

厳重警戒

危険

Measuring instrument catalogue

大型のLED表示で急激な温度測定機器

温度変化を見逃しません!
MT-872 大型デジタル温度計

400(W)×180(H)mmの大型デジタル温度計
DC24V/2A出力・LED点滅・アラーム機能搭載
希望小売価格測 定 範 囲 －9.9℃～99.9℃
解

保 存 環 境 温度：－20～60℃

能 0.1℃
度 ±1℃(0℃～40℃) 左記以外±2℃

電寸

サンプリング 1秒／回

外 部 出 力 DC24V／2A

使 用 環 境 温度：－10～50℃

JAN 4986702302382

付
湿度：80%RH以下（ただし結露のないこと）

湿度：80%RH以下（ただし結露のないこと）

源 DC24V／2.5A（ACアダプタ使用）
法 407(W)×210(H)×52(D)㎜ 約2080g ケーブル長：約29.5m

属品

環境測定機器

分
精

オープン

温度センサ
（コード長30m）
×1・取り付けブラケット（ストレート／L型）
×各2
電源ACアダプタ(DC24V／2.5A)×1・取扱説明書■見やすい大型赤色LED表示(文字高101mm)の温度計■温度測定値の上限値/下限値が設定でき、設定値を超えた場合、
DC24V/2Aを出力■温度測定値の上限値/下限値が設定でき、設定値を超えた場合、
温度表示のLEDが点滅

水質測定機器■温度測定値の上限値/下限値が設定でき、設定値を超えた場合、アラーム音が鳴動

半導体工場の温度管理

冷蔵庫などの温度管理

労働環境の安全管理

運動中の熱中症対策

電気測定機器

温度測定値の上限下限を設定しアラーム音やLEDの点滅でお知らせします。

生活関連測定機器

約30mのコード長で離れた場所の温度変化を確認できます。

本体から伸びている温度センサーは、約30mの長さがあるので、隣の部屋や外気温を室内で確認することができます。

基盤・その他別売品

センサー 約30m

24Measuring instrument catalogueMT-7 放射温度計

測定対象に触れずに測定可能な温度計
測定範囲：-60～500℃

温度測定機器■レーザーポインター付き■測定値の最大値/最小値/平均値/DIF値(最大値と最小値の差)表示機能搭載■約1秒で瞬時に温度測定が可能■PSCマーク付き

希望小売価格¥8,800（税抜）

JAN 4986702202255

測 定 範 囲 －60～500℃

使 用 環 境 0～50℃／70％RH以下（ただし結露のないこと）

放

電 池 寿 命 約16時間（連続使用、
アルカリ電池使用）

分
精

解

D

S

射

能 0.1℃(－9.9～199.9℃)左記以外1℃
度 ±2%または、±2℃どちらか大きい方

保 存 環 境 －20～60℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）
電
源 単4形乾電池×2

率 0.95（固定）比 12：1※測定領域は距離に関係なく最低φ2.2cm

環境測定機器サンプリング 約 2 回 / 秒

MT-9 放射温度計

寸法 40(W)×175(H)×72(D)㎜ 約165g（電池含む）

測定対象に触れずに測定可能な温度計
測定範囲：-60～760℃■レーザーポインター付き■測定値の最大値/最小値/平均値/DIF値(最大値と最小値の差)表示機能
搭載■約1秒で瞬時に温度測定が可能■PSCマーク付き

水質測定機器

希望小売価格¥13,000（税抜） JAN 4986702202545

測 定 範 囲 －60～760℃
分
解能 0.1℃(－9.9～199.9℃)左記以外1℃
精放射

使 用 環 境 0～50℃／70％RH以下（ただし結露のないこと）
保 存 環 境 －10～50℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）

度 ±2%または、±2℃どちらか大きい方
率 0.10～1.00可変可能（出荷時0.95）

DS
比 20：1 ※測定領域は距離に関係なく最低φ2.2cm
サンプリング 約2回/秒

MT-10 放射温度計

電源 単4形乾電池×2
電 池 寿 命 約16時間（レーザーON、
バックライトOFF、
アルカリ電池使用）寸

法 40(W)×175(H)×72(D)㎜ 約190g（電池含む）

測定対象に触れずに測定可能な温度計
測定範囲：−60～1500℃

電気測定機器■2点レーザーポインター付き■測定値の最大値/最小値/平均値/DIF値(最大値と最小値の差)表示機能
搭載■測定値の上限値/下限値を設定可能で設定値を超えた場合はアラーム
でお知らせ■約1秒で瞬時に温度測定が可能

希望小売価格

生活関連測定機器

測
分
精
放
D

■PSCマーク付き■放射率可変可能（0.10～1.00）■測定距離：測定領域比＝35：1■オートパワーオフ機能付（約60秒で自動的に電源OFF）■バックライト付き■別売のk熱電対センサー使用で接触式の温度測定も可能¥35,000（税抜） JAN 4986702202248

放射温度
K 熱電対
定 範 囲 －60～1500℃－64℃～1400℃
解能 0.1℃(1000℃以上は1℃)
度 ±2%または、±3℃どちらか大きい方±1%または、±1℃どちらか大きい方
射率 0.10～1.00可変可能（出荷時0.95）
S
比 35：1 ※測定領域は距離に関係なく最低φ2.5cm

MT-11 放射温度計■放射率可変可能（0.10～1.00）■測定距離：測定領域比＝20：1■オートパワーオフ機能付（約60秒で自動的に電源OFF）■バックライト付き

使 用 環 境 0～50℃／70％RH以下（ただし結露のないこと）
保 存 環 境 －20～60℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）
電
源 単3形乾電池(1.5V)×2
電 池 寿 命 約16時間(アルカリ電池)
寸
法 47(W)×205(H)×155(D)㎜ 約360g（電池含む）

測定対象に触れずに測定可能な温度計
測定範囲：−35～1600℃■2点レーザーポインター付き■測定データをmicroSDカードまたはUSB出力にてPCにデータ転送が可能■測定値の最大値/最小値/平均値/DIF値(最大値と最小値の差)表示機能搭載■測定値の上限値/下限値を設定可能で設定値を超えた場合はアラーム
でお知らせ■約1秒で瞬時に温度測定が可能

基盤・その他別売品

希望小売価格測分精放D■PSCマーク付き■放射率可変可能（0.10～1.00）■測定距離：測定領域比＝60：1■オートパワーオフ機能付（約60秒で自動的に電源OFF）■バックライト付き■付属のk熱電対センサー使用で接触式の温度測定も可能¥44,000（税抜） JAN 4986702303365

放射温度
K 熱電対
定 範 囲 －35～1600℃－64℃～1400℃
解能 0.1℃(1000℃以上は1℃)
0〜1600°C：±2％rdgもしくは±2.0℃の大きい方±1％ rdg もしくは ±1℃の大きい方度
上記以外：±（2.0℃+0.05×|T|）※|T|は測定値の絶対値
射率 0.10～1.00可変可能
S
比 60：1 ※測定領域は距離に関係なく最低φ2.5cm

使 用 環 境 0～50℃／70％RH以下（ただし結露のないこと）
保 存 環 境 −20～60℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）
電
源 単3形乾電池×2
電 池 寿 命 約16時間(アルカリ電池)
寸
法 58(W)×203(H)×176(D)㎜ 約415g（電池含む）
取扱説明書、ハードケース、ミニ USB ケーブル、ストラップ付属品 microSD カード（32GB）、CD ドライバー、単 3 形乾電池 ×2（お試し電池）、
ビーズ型 K 熱電対センサ

25Measuring instrument catalogue

MT-12 防水型放射温度計

水洗いできるIP67防水仕様の放射温度計
HACCP CHECK機能搭載で食中毒の発生源となる菌の増殖温度帯をLEDでお知らせ

希望小売価格測 定 範 囲 −30～−10 ℃

分
精

解

D

S

放

射

¥14,000（税抜） JAN 4986702303921−9.9 ～ 0.0 ℃ 0.0 ～ 69.9 ℃ 70.0 ～ 199.9 ℃ 200 ～ 250 ℃

能 1℃
0.1℃
度 ±(1.6+0.1×|T|)℃±1.6℃

率 0.10～1.00可変可能（出荷時0.98）
比 8：1

温度測定機器■IP67に準拠し水洗い可能です。
■測定値が4〜60℃時に赤色LEDが点灯し、それ以外の温度帯では緑色LEDが点灯します。
■約1秒で瞬時に温度測定が可能■オートパワーオフ機能付（約30秒で自動的に電源OFF）±2.3%rdg

1℃

使 用 環 境 0～50℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）

保 存 環 境 －20～65℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）
電
源 単4形乾電池×2
寸※測定領域は距離に関係なく最低φ1.0cm

付

法 約46(W)×167(H)×56(D)㎜

属

約165g
（電池含む）

品 取扱説明書、ストラップ、
単4形乾電池×2（お試し電池）環境測定機器MT-103 小型放射温度計

測定対象に触れずに測定可能な温度計
測定範囲：−55～220℃■約1秒で瞬時に温度測定が可能■放射率可変可能（0.05～1.00）■測定距離：測定領域比＝1：1■オートパワーオフ機能付（約60秒で自動的に電源OFF）■携帯用ストラップ付き

オープン

JAN 4986702303372

精度

0℃以上:±2.5％または±2.5℃のどちらか大きい方－55～0℃:±（2.5＋0.05×｜T｜）℃ ※｜T｜は測定値の絶対値

放
電

射

付

属

率 0.05～1.00可変（出荷時0.95）
源 CR2032×1

電 池 寿 命 約60時間（連続使用時）寸
法 33(W)×72(H)×14(D)㎜

サンプリング 約2回/秒
D ： S 比 1:1 ※測定領域は距離に関係なく最低φ0.8cm

水質測定機器

希望小売価格測 定 範 囲 －55℃～220℃
分
解能 0.1℃（－55～＋199.9℃）
左記以外1℃

約23g（電池含む）

品 CR2032×1( お試し電池 )、ストラップ、取扱説明書

MT-006 小型放射温度計

測定対象に触れずに測定可能な温度計
測定範囲：−55～220℃

希望小売価格オープン

電気測定機器■約1秒で瞬時に温度測定が可能■測定距離：測定領域比＝1：1■オートパワーオフ機能付（約60秒で自動的に電源OFF）■携帯用ストラップ付き

JAN 4986702303440

測 定 範 囲 −33℃〜220℃
分
解能 0.1℃（−9.9〜＋199.9℃） 左記以外1℃
精
度 ±2％または±2.0℃のいずれか大きい方
サンプリング 約2回/秒
D ： S 比 1:1 ※測定領域は距離に関係なく最低φ1.2cm

電
電 池 寿
寸
付
属

源 LR-44(1.5V)ボタン電池×2
命 約20時間（連続使用時）法 21(W)×83(H)×23(D)㎜ 約19g
（電池含む）
品 ボタン電池 LR44×2（お試し電池）、ストラップ、取扱説明書

生活関連測定機器

One Point Advice スポット寸法と放射率
1 距離とスポット寸法（D:S比）

非接触放射温度計は測定対象物との距離によってスポット寸法が変わります。
測定時はスポット寸法が測定対象物より小さいことをご確認ください。

測定物
Fe 酸化物
Al 酸化物
Cu 酸化物
Ni 酸化物
Zn 酸化物
Tl 酸化物
真ちゅう酸化物
アスファルト

基盤・その他別売品

2 放射率表※厚み・塗装の色等により、誤差範囲が大きくなることがあります。
放射率0.60 〜 0.90
0.30 〜 0.76
0.38 〜 0.93
0.85 〜 0.96
0.11 〜 0.60
0.35 〜 0.60
0.56 〜 0.64
0.90 〜 0.98

測定物
コンクリート
セメント
砂
ねんど
れんが
石こう
陶器
ガラス

放射率
0.94
0.96
0.90
0.85 〜 0.90
0.75 〜 0.95
0.80 〜 0.90
0.90 〜 0.94
0.75 〜 0.95

■光沢のある表面や研磨された金属（ステンレス・アルミなど）の表面測定には不向きです。
■ガラスなど、透明の物体を透過して中の物体の温度を測ることはできません。その場合に測定できる温度は、ガラスの表面温度です。
■水蒸気・ほこり・煙などがあると、エネルギーが減衰するため、正確な測定ができません。

測定物
ゴム
木
紙
プラスチック
水
氷
雪
皮膚

放射率
0.86 〜 0.95
0.50 〜 0.80
0.70 〜 0.94
0.60 〜 0.85
0.92 〜 0.96
0.96 〜 0.98
0.83
0.98

26

Measuring instrument catalogue

MT-P72TC パネルマウント型温度コントローラー

リレー接点出力付きの温度計

温度測定機器■サーミスタセンサー付属ですぐに使用可能■表示LEDの明るさを8段階で調整可能■測定値の最大値/最小値表示機能搭載■突然電源が切れても設定値を保持
希望小売価格
セン¥6,600（税抜）

サ サーミスタ

使 用 環 境 0～40℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）

測 定 範 囲 －50℃～100℃
分
解能 0.1℃精

JAN 4986702301842

保 存 環 境 －10～60℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）
電
源 DC7～15V ※推奨12V

度 ±1.0℃(－29℃～80℃)それ以外は±1.2℃

寸

サンプリング 約4秒/回
リレー接点出力 1A / 30VDC、0.3A / 125VAC

付

法属

72(W)×36(H)×21.3(D)㎜ センサケーブル約1000㎜
電源コード約200㎜ 出力コード約200㎜ 約30g

品 温度センサ(2P)×1、
電源コード(2P)×1、
出力コード(3P)×1、
取扱説明書

AUM-1000NA-1 パネルマウント型温度コントローラー
環境測定機器

2箇所のリレー接点出力付きの温度計■リレー接点出力2箇所搭載■見やすい赤色LED表示■加熱・冷却のコントロールと同時にHi／Loアラーム設定や、加熱の二段制御等も可能
希望小売価格セン¥10,500（税抜） JAN 4986702301309

サ サーミスタ

保 存 環 境 20 ～ 60℃／ 90％ RH 以下（ただし結露のないこと）

測 定 範 囲 －40℃～100℃
分
解能 0.1℃精

度 ±1.0℃

使 用 環 境 0～60℃／60％RH以下（ただし結露のないこと）

水質測定機器MT-132 小型デジタル温度計

専用ACアダプタ(15V)・DCジャック、取付パーツ(押し付け用ゴム×1、スライド
パーツ×2)、
温度センサ、
取扱説明書

電

源

寸

法 80(W)×40(H)×76(D)㎜ 約106g

専用トランス(13.5V)、
取付パーツ(押し付け用ゴム×1、スライドパーツ×2)
温度センサ、
取扱説明書

本体背面にマグネット付きの温度計■HI/LOアラーム設定機能搭載（測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせ）
希望小売価格¥3,300（税抜）

JAN 4986702302191

電気測定機器検 知 方 式 サーミスタ
測 定 範 囲 －50～300℃

保 存 環 境 -10～50℃／85％RH以下（ただし結露のないこと）
電
源 LR44×1

機
能 Hi/Loアラーム設定、
電池消耗表示サンプリング 約1秒/回

寸

分
精

解

能 0.1℃(－19.9～199.9℃) 1℃（左記以外）
度 ±1℃(－30～250℃) ±2℃(左記以外)

電 池 寿 命 約3か月
本体
：100(W)×36(H)×18(D)㎜

使 用 環 境 -10～50℃／85％RH以下（ただし結露のないこと）

付

属

約57ｇ
（電池含む）

法 センサ部：Φ3.5×120㎜ ケーブル約1000㎜
感温部 ：センサ先端から約10㎜
品 LR44×1（お試し電池）、取扱説明書、保証書

MT-145 2チャンネルデジタル温度モジュール

組み込み用途にも使用可能な2チャンネル温度計■2点の温度を同時に表示可能
希望小売価格

生活関連測定機器
基盤・その他別売品

27¥3,000（税抜）

JAN 4986702302207

用

途 温度モニター用

サンプリング 約3秒/回

検 知 方 式 サーミスタ

使 用 環 境 温度：0～40℃

湿度：80%RH以下（ただし結露のないこと）

測 定 範 囲 0.0～90.0℃

保 存 環 境 温度：0～60℃

湿度：70%RH以下（ただし結露のないこと）

分

能 0.1℃

電精

解

度 ±1℃(0～40℃)

電 池 寿 命 約1年

源 CR2032×1

機

能 オーバーレンジ表示

寸

法 72(W)×34(H)×16.2(D)㎜

約40g

センサコード長：約1.5m

Measuring instrument catalogue

MT-140 デジタル温度モジュール

組み込み用途にも使用可能な温度計
希望小売価格¥2,400（税抜）

JAN 4986702301040

温度測定機器用

途 温度モニター用

サンプリング 約10秒/回

能 0.1℃

電

源 LR44×1

寸

法 48.2(W)×28.7(H)×16.8(D)㎜

検 知 方 式 サーミスタ（管型）
測 定 範 囲 －40.0～100.0℃
分
精
機

解

使 用 環 境 0～40℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）
保 存 環 境 －10～50℃／70％RH以下（ただし結露のないこと）

度 ±1℃(0～40℃) 左記以外±2℃

電 池 寿 命 約1年

能 オーバーレンジ表示

センサコード長：約3m

約34g（電池含む）

環境測定機器MT-144 デジタル温度モジュール

組み込み用途にも使用可能な温度計
希望小売価格¥2,400（税抜）

JAN 4986702301262

サンプリング 約2秒/回
使 用 環 境 0～40℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）

精機

電 池 寿 命 約5ヶ月(SR44約1.5年)
寸法 48.2(W)×28.7(H)×16.8(D)㎜

測 定 範 囲 －40.0～95.0℃
分
解能 0.1℃

水質測定機器用
途 温度モニター用
検 知 方 式 サーミスタ

保 存 環 境 －10～50℃／70％RH以下（ただし結露のないこと）
電
源 LR44×1

度 ±1℃(0～40℃) 左記以外±2℃
能 オーバーレンジ表示

センサコード長：約1.5m

約24g（電池含む）

MT002C / MT002C/C デジタル温度モジュール

組み込み用途にも使用可能な温度計※MT002Cはケース無し

MT002C¥3,000（税抜）

電気測定機器

希望小売価格JAN 4986702301521

MT002C/C

希望小売価格¥3,300（税抜）

JAN 4986702301675
サンプリング 約1秒／回
使 用 環 境 0～40℃／20～80％RH以下（ただし結露のないこと）
保 存 環 境 －10～50℃／20～70％RH以下（ただし結露のないこと）
電
源 LR44×1
電 池 寿 命 約3.5ヵ月
MT002C：55.0(W)×28.0(H)×6.5(D)㎜ ケーブル長1m
寸
法MT002C/C：55.5(W)×30.0(H)×8.5(D)㎜ ケーブル長1m 約23g（電池、ケース含む）

生活関連測定機器

用
途 温度モニター用
検 知 方 式 サーミスタ
測 定 範 囲 －50～190℃
分
解能 0.1℃(－19.9～199.9℃)左記以外1℃
精
度 ±1℃(10～40℃)機
能 オーバーレンジ表示

基盤・その他別売品

28

Measuring instrument catalogue

MT-892 デジタル温湿度計

卓上・壁掛けのどちらでも使用可能な温湿度計■コンフォート（快適さ）
表示機能搭載■測定値の最大値/最小値表示機能搭載

温度測定機器

希望小売価格温度

測 定 範 囲 0℃～50℃
分
解能 0.1℃
精¥2,200（税抜）

湿度

使 用 環 境 0～50℃／90％RH以下（ただし結露のないこと）±5%RH(15～35℃、40～80%RH)

電 池 寿 命 約1年

20～90%RH
1%RH

度 ±1℃(15～35℃)左記以外±2℃

JAN 4986702303396

環境測定機器

上記以外±10%RH

サンプリング 約10秒/回機
能 コンフォート（快適さ）表示、
MAX/MIN表示

MT-893 デジタル温湿度計

保 存 環 境 －10～50℃／70％RH以下（ただし結露のないこと）
電
源 単4形乾電池×1
寸付

属法 101(W)×108(H)×25(D)㎜

約 130g( 電池含む）

品 単4形乾電池×1 (お試し電池、本体内蔵）

卓上・壁掛けのどちらでも使用可能な温湿度計
2点(本体・外部センサー)の温度測定が可能 ※切替表示■コンフォート（快適さ）
表示機能搭載■時計表示付き■アラーム機能搭載■測定値の最大値/最小値表示機能搭載

水質測定機器

希望小売価格温度(IN)
測 定 範 囲 0.0～50.0℃
分
解能 0.1℃
精

温度(OUT)

湿度－40.0℃～ 70.0℃
0.1℃

15 ～ 95％ RH
1％ RH

度 ±1℃(15～35℃)左記以外±2℃

サンプリング 約10秒／回機

電気測定機器
生活関連測定機器
基盤・その他別売品

29

能¥2,500（税抜）

使 用 環 境 0～50℃／95％RH以下（ただし結露のないこと）
保 存 環 境 －10～50℃／70％RH以下（ただし結露のないこと）±5%RH(15～35℃、40～80%RH)
上記以外±10%RH

コンフォート（快適さ）表示、MAX/MIN 表示、時計表示、アラーム、
温度 IN/OUT 切替、リセットボタン

MT-889 ソーラーデジタル温度計

JAN 4986702303402

電
源 単4形乾電池(1.5V)×1
電 池 寿 命 約1年
寸
付

法
属

品

101(W)×108(H)×25(D)㎜ 約 137g
外部センサ：5 Φ ×18㎜（金属部）外部センサコード長：約 3m
OUTPUT センサーコード ( 約 3m)
単4形乾電池(1.5V)×1（お試し電池）
・取扱説明書

ソーラーパネル使用で電池不要の温度計■測定値の最大値/最小値表示機能搭載■250Lux以上の環境で動作
希望小売価格¥3,000（税抜）

測 定 範 囲 0～50℃
精度 ±1℃(10～40℃) 左記以外±2℃
サンプリング 約10秒/回
使 用 環 境 0 ～ 50℃／ 80％ RH 以下（ただし結露のないこと）

MTH-115G / MTH-115W アナログ温湿度計

JAN 4986702302290

保 存 環 境 0 ～ 50℃／ 80％ RH 以下（ただし結露のないこと）
機
能 MAX/MIN 表示、リセットボタン
電源 アモルファス太陽電池
寸法 64(W)×68(H)×13(D)㎜ 約33g

卓上・壁掛けのどちらでも使用可能な温湿度計
温湿度管理に便利な環境範囲をカラー表示■快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付き■室内の快適な温度作り・空調チェックに■熱中症／かぜ注意の環境範囲をカラー表示■冷暖房使用の目安にも最適■壁掛け・卓上の両方で使用可能（壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付）

MTH-115G

MTH-115W

MTH-115G 希望小売価格 オープン
MTH-115W 希望小売価格 オープン

温度湿度
測 定 範 囲 －10℃～50℃
0～100%RH
分
解
能 1℃
2%RH
精
度 ±1.5℃(23℃±5℃)左記以外±2℃ ±5%(23℃±5℃ 40～80%)左記以外±10%

JAN 4986702301866
JAN 4986702301859

使 用 環 境 －10～50℃／80%RH（ただし結露のないこと）
保 存 環 境 －10～50℃／70%RH（ただし結露のないこと）
寸
法 129(Φ)×34(D)㎜ 約107g

環境測定機器
Environmental
measuring
instrument

CO2/CO/O2 濃度計
マルチ環境測定器
フォースゲージ
照度計
風速計
騒音計
振動計
回転計
紫外線強度計テスラメーター
木材水分計

30

Measuring instrument catalogue

温度測定機器ZG106 CO₂モニター

CO₂濃度を測定し、換気のタイミングをアラームでお知らせします。

環境測定機器

希望小売価格 ¥25,800（税抜）表

示 4桁LCD ppm表示

測 定 方 式 NDIR（赤外線吸収法）
測 定 範 囲 CO2：0～3000ppm 温度：0～50℃（分解能0.1℃）
分
解能 0～1000ppm(1ppm) 1001～2000ppm(5ppm) 2001～3000ppm(10ppm)
精度 CO2：±70ppmまたは±5％rdg・温度
（℃）
：±1℃

校

正 外気を使った簡易校正

JAN 4986702302252

使 用 環 境 温度：0～50℃

保 存 環 境 温度：－40℃～70℃
電
源 単3形乾電池(1.5V)×4

DC9V

電 池 寿 命 連続使用約48時間（アルカリ電池）
寸
付

属

法 165(W)×80(H)×22(D)㎜

約180g

品 ACアダプタ・単3形乾電池(1.5V)×4本（お試し電池）・取扱説明書

水質測定機器
電気測定機器

不特定多数の人が利用する商業施設や娯楽施設、ホテル

学校内の教室は「学校衛生管理マニュアル」によりやオフィスなどでは「ビル管理法」により CO₂濃度を

CO₂濃度を 1500ppm 以下にすることが望ましいとさ

1000ppm 以下にするよう義務付けられています。

れています。

MCH-383SD データロガー温湿度・CO2計

温度・湿度・CO2の測定値を記録可能なデータロガー
測定範囲：温度 0～50℃ 湿度 10～90％RH CO2 0～4000ppm

生活関連測定機器■本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガー温湿度・CO2計■記録データはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能■見やすい大型液晶表示■壁面に取り付けての使用も可能■別売のソフトウェア(SW-E816)やUSBケーブル(USB-01)使用でPCへリアルタイムでのデータ転送が可能
希望小売価格基盤・その他別売品

測 定 対 象 温度・湿度・CO2（二酸化炭素）
表
示 LCD寸法：60×50㎜
測定範囲
分解能
温
度 0～50℃
0.1℃
湿
C

別売品

度 10〜90%O20～4000ppm

0.1%RH
1ppm●専用ACアダプター：型式MTVSM-932

31¥55,000（税抜） JAN 4986702202552

デ ー タ 出 力 SDカード／USB出力
精度±(0.8℃)±(4%rdg＋1%RH)／70%RH以上±(4%RH)／70%RH未満±80ppm（0〜1000ppm）
10％rdg（1001～4000ppm）●USBケーブル：型式USB-01

メモリーカード SDカード 1GB～16GBまで対応
時 計 機 能 内蔵
（年／月／日／時／分／秒）
サ ン プ リ ン グ 5／10／30／60／120／300／600秒／オート 初期設定は60秒
使 用 環 境 温度：0～50℃ 湿度：10～85%RH（ただし結露のないこと）
電
源 単4形乾電池(1.5V)×6 DC9V
本体：80(W)×144(H)×33(D)㎜ 約305g
寸法
プローブ：38(W)×132(H)×32(D)㎜ ケーブル長：約1.9m
壁面取付けユニット・ACアダプタ・SDカード(8GB)・付
属品
単4形乾電池(1.5V)×6本（お試し電池）・取扱説明書●RS232Cケーブル：型式UPCB-02●専用ソフト：型式SW-E816※P61参照Measuring instrument catalogue

GCH-2018 CO2濃度計

CO₂・温湿度・露点測定が可能、
CO₂アラーム機能付き
測定範囲：CO₂ 0～4,000ppm、
温度 0～50℃、湿度 10～95％RH、
露点 -25.3～48.9℃

希望小売価格■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせする
ローバッテリー機能搭載■読み取り値を固定するデータホールド機能搭載■最大/最小読み取り値を記録するMAX/MINメモリー機能搭載■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き■5m延長ケーブルを使用し、本体とセンサープローブ間を延長可能（別売）

温度測定機器■センサーを付け替えることで、湿度や空気が水滴になる温度を表す露点の測定が可能■標高設定機能が搭載しており、CO₂測定時、測定誤差を少なくするために環境の標高を設定可能■CO₂濃度が設定値を超えるとブザーで警告するアラーム機能が搭載（測定範囲内であれば任意の値でアラーム設定可能）■別売のソフトウェア（SW-E816）
やUSBケーブル（USB-01）/
RS232Cケーブル（UPCB-02）
使用でPCへのリアルタイム
データ転送が可能¥82,500（税抜） JAN 4986702202460

測 定 対 象 CO2、温度、湿度
温度：サーミスタ
測 定 方 法 CO2、NDIRセンサ、
温度：0～50℃ 湿度：10～95％RH
測 定 範 囲 CO2：0～4000ppm、
分
解
能 CO2：1ppm、温度：0.1℃ 湿度：0.1％

湿度：0～80％RH

電
源 単3形乾電池(1.5V)×6
DC9V(※ACアダプタは別売)
電 池 寿 命 約40時間(アルカリ電池)
寸付

属

本体：68(W)×178(H)×43(D)㎜ 約372g
法 CO2プローブ：38(W)×190(H)×28(D)㎜ 約150g ケーブル長：約1m
温湿度プローブ：23(W)×200(H)×19(D)㎜ 約72g ケーブル長：約1m
CO2プローブ×1本・湿度プローブ×1本・ハードケース・品
単3形乾電池(1.5V)×6本（お試し電池）・取扱説明書

環境測定機器CO2：±80ppm（0〜1000ppm以下） ±10％rdg（1001～4000ppm）
精度 温度（℃）：±0.8℃
湿度（％）：±3％RH※70％RH未満 ±（3％rdg＋1％RH）※70％RH以上
露点：30秒以内に85%応答
応 答 時 間 CO2：2分以内に63％応答 温度、
インターフェース USB／RS232Cインターフェース対応（別売）

使 用 環 境 温度：0～50℃

別売品●専用ACアダプター：型式MTVSM-932●USBケーブル：型式USB-01 ●RS232Cケーブル：型式UPCB-02 ●専用ソフト：型式SW-E816 ●5m延長ケーブル：型式EXCB-05 ※P61・62参照

AQ-9901SD データロガーマルチ空気質測定器

O₂・CO・CO₂・温湿度・露点の測定値を記録可能なデータロガー
測定範囲：O₂ 0～30％ CO 0～1,000ppm CO₂ 0～4,000ppm 温度 0～50℃
湿度 5～95％RH 露点 -25.3～48.9℃

希望小売価格¥152,000（税抜） JAN 4986702302511●専用ACアダプター：型式MTVSM-932●USBケーブル：型式USB-01

デ ー タ 出 力 SDカード(1～16GB)／USB／RS232C
使 用 環 境 温度：0～50℃ 湿度：80％RH以下

電気測定機器測 定 対 象 O2、CO、CO2、
温度、
湿度
セ
ン
サ O2／CO：ガルバニ方式 CO2：NDIR型 温度：サーミスタ 湿度：静電容量型
O2:0〜30% CO2:0〜4000ppm CO:0〜1000ppm
測 定 範 囲温度:0〜50℃ 湿度:5〜95%RH
分
解能 O2:0.1% CO2:1ppm CO:1ppm 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH
O2:±（1%rdg＋0.2%）（1001～4000ppm）
CO2：±80ppm（0〜1000ppm以下） ±10％rdg
精度
CO:±（5%rdg＋2ppm） 温度：±0.8℃
湿度：±(3％rdg＋1％RH 70％RH以上 ±3％RH 70％RH未満
本体：約1秒 データロガ（オート）：2秒～8時間59分59秒
サンプリング
データロガ（マニュアル）：ボタン押すごとに記録(1～99ポイント)

別売品■液晶バックライト付き■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能
搭載■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■測定値を固定するデータホールド機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MINメモリー機能搭載■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き

水質測定機器■本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーマルチ
空気質チェッカー■記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能■測定項目ごとに値を設定し、設定値に達した際にブザーで警告するアラーム機能搭載※O₂は18％で固定、その他の項目は測定範囲内であれば任意の値でアラーム設定可能■O₂の簡易校正機能が搭載しており、より正確な酸素濃度の測定が可能■標高設定機能が搭載しており、CO₂測定時、測定誤差を少なくするために環境の標高を設定可能

電
源 単3形乾電池(1.5V)×6 DC9V（※ACアダプタは別売）
電 池 寿 命 連続使用約48時間(バックライトOFFサンプリングタイム60秒、
アルカリ電池)寸

本体：68(W)×178(H)×48(D)㎜ 約346ｇ
O2／COプローブ：Φ38×150(H)㎜ 約97g ケーブル長：約1m
CO2プローブ：38(W)×190(H)×28(D)㎜ 約150g ケーブル長：約1m
温・湿度プローブ：23(W)×200(H)×19(D)㎜ 約72ｇ ケーブル長：約1m
ハードケース・各センサプローブ・SDカード(8GB)・品
単3形乾電池(1.5V)×6本（お試し電池）・取扱説明書法付

属●RS232Cケーブル：型式UPCB-02●専用ソフト：型式SW-E816(USB／RS232C共通) ※P61・62参照

生活関連測定機器

PO2-250 デジタル酸素濃度計

軽量・小型タイプの酸素濃度計 温度測定も可能
測定範囲：O₂ 0～30％ 温度 0～50℃■軽量・小型タイプの酸素濃度計■酸素濃度が18％以下になると本体内蔵のブザーで警告■O₂簡易校正機能が搭載しており、より正確な酸素濃度の測定が可能■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■測定値を固定するデータホールド機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載

セン¥40,000（税抜）

サ 酸素：ガルバニ電池式 温度：サーミスタ
酸素濃度
温度
測 定 範 囲 0.0～30.0%
0.0～50.0℃
分
解能 0.1%
0.1℃
精度 ±0.8% （校正後）±0.8℃
応 答 速 度 90％応答 15 秒以内
サンプリング 約1回/秒
酸素簡易校正機能、
MAX/MIN測定（酸素濃度のみ）機
能 データホールド、
オートパワーオフ（約10分）、
電池消耗表示
警告ブザー（酸素濃度18％未満で鳴動）

JAN 4986702302498

応
ア
使
保
電
電
寸
付

答
ラ
用
存

基盤・その他別売品

希望小売価格時ー
環
環

間 約15秒（90％応答）ム 酸素濃度18％以下で警告音
境 0～50℃／80%RH以下（ただし結露のないこと）／0.9～1.1気圧
境 0～50℃／80%RH以下（ただし結露のないこと）
源 単4形乾電池×4
池 寿 命 約170時間（アルカリ電池使用）
法 φ40×183（H）㎜ 約175g（電池含む）
属
品 ソフトケース（型式CA-52A）、
単4形乾電池×4（お試し電池）
、
取扱説明書

32

Measuring instrument catalogue

MT-EN1A デジタル風速計

小型・軽量、
シンプル操作の風速計
測定範囲：風速 1～30m/s、
温度 -10～50℃

温度測定機器■小型・軽量タイプの風速計■屋内外問わず使用可能なベーン式の風速センサーを採用■測定値を固定するデータホールド機能搭載■測定値の最大値を固定するMAXホールド機能搭載■平均風速を表示するAVG機能搭載■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■液晶バックライト付き■風の強さを分類する尺度「ビューフォート風力階級12段階」
表示機能搭載■無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
希望小売価格風速

測 定 範 囲 0.0～30.0m/s
分
解
能 0.1m/s

環境測定機器精¥6,980（税抜）1.4～108.0km/h
0.1km/h度 ±（5％rdg+0.5m/s）±（5％ rdg+15dgt）

サ ン プ リ ン グ 約2回／秒

JAN 4986702303785

温度-10.0～50.0℃
0.1℃

±2℃

オートパワーオフ 約5分

電
源 単 4 形乾電池 ×3
電 池 寿 命 約 290 時間（バックライト OFF、アルカリ電池使用）
寸法 54(W)×163(H)×30(D)㎜

約120ｇ（電池含む）

MT-EN1L デジタル照度計

小型・軽量、
シンプル操作の照度計
測定範囲：0～199,999Lux■小型・軽量タイプの照度計■測定値を固定するデータホールド機能搭載■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■液晶バックライト付き■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載

水質測定機器

希望小売価格測 定 範 囲 0 ～ 9,999 Lux
分
解
能 1 Lux

精度 ±（5％ rdg+8dgt）
サンプリング 約 2 回 / 秒¥6,980（税抜）10,000 ～ 99,990 Lux
10 Lux±（6％ rdg+10dgt）

JAN 4986702303792

100,000 ～ 199,900 Lux
100 Lux±（6％ rdg+10dgt）

オートパワーオフ 約5分
電
源 単 4 形乾電池 ×3

電 池 寿 命 約 380 時間（バックライト OFF、アルカリ電池使用）
寸法 54(W)×163(H)×30(D)㎜ 約120g（電池含む）

MT-EN1S デジタル騒音計
電気測定機器

小型・軽量、
シンプル操作の騒音計
測定範囲：30～130dB■小型・軽量タイプの騒音計■測定値を固定するデータホールド機能搭載■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■液晶バックライト付き■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■測定対象に応じ、特性を切り替えて騒音測定が可能な時間重み付け特性切替え機能（FAST/SLOW）
搭載■騒音計キャリブレーター（別売・MT-326）
を使用し、本体背面の調節ネジで騒音値の簡易校正が可能■無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
希望小売価格

生活関連測定機器
基盤・その他別売品

33

測 定 範 囲 30～130dB
分
解
能 0.1dB
精度 ±2.0dB（1kHzにおいて）
周 波 数 帯 域 31.5Hz～8kHz
周波数重み付け特性 A特性¥6,980（税抜）

JAN 4986702303808
時間重み付け特性 FAST:125ms SLOW:1000ms

オートパワーオフ 約5分
電
源 単 4 形乾電池 ×3
電 池 寿 命 約 40 時間（バックライト OFF、アルカリ電池使用）
寸法 54(W)×143(H)×30(D）㎜ 約 105g（電池含む）

Measuring instrument catalogue

EM-9300SD データロガーマルチ環境測定器

照度・風速・温度・湿度の測定値を記録可能なデータロガー

希望小売価格
項目
m／s

風

速

km／h

mph

knot
FPM

度

LUX

¥33,000（税抜） JAN 4986702202446

測定範囲
0.4～25.0m／s

分解能
0.1m／s

1.4～90.0km／h

0.9～55.9mile／h

0.8～48.6knot
0.8～48.6knot

0～20000lux

0.1Ft-cd
0.1℃－50℃〜1300℃－50℃〜1200℃

別売品●専用ACアダプター：型式MTVSM-932

0.1knot
0.1knot

1lux

Ft-cd
0～1860Ft-cd
温度（サーミスタ） サーミスタ 0～50℃

温度 K熱電対（ 熱 電 対 K/J）J熱電対

0.1km／h

0.1mile／h

0.1℃
0.1℃

精度
±(2％＋0.2m／s）±(2％＋0.8km／h）±(2％＋0.4mile／h）±(2％＋0.4knot）±(2％＋0.4knot）±(5％rdg＋8dgt）
0.8℃

項目
湿

度 ％

分解能

10～95％R.H.

0.1RH

精度

0 〜 70％RH:±3％RH
上記以外RH:±3％rdg±1％RH

デ ー タ 出 力 SDカード／RS232C／USB出力
使 用 環 境 温度：0～40℃ 湿度：10～85％RH（ただし結露のないこと）
電

源 単3形乾電池(1.5V)×6

DC9V（※ACアダプタは別売）

電 池 寿 命 連続使用約120時間(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)
寸
法 68(W)×177(H)×45(D)㎜ 約341g
付

属品±(0.4％rdg＋0.8℃）●USBケーブル：型式USB-01

測定範囲●RS232Cケーブル：型式UPCB-02

環境測定機器

照■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■測定値を固定するデータホールド機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■液晶バックライト付き■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き

温度測定機器■現場測定の主要4項目（照度・風速・温度・湿度）の測定が1台で可能■別売の騒音センサー（SL417）を接続して騒音測定も可能■本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーマルチ環境測定器■記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能■本体内蔵の温度センサー以外にも、
K/J熱電対センサーを取り付けての温度測定も可能■別売のソフトウェア（SW-E816）
やUSBケーブル（USB-01）/RS232Cケーブル（UPCB-02）
使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能

プローブ(EM-910P)・ハードキャリングケース(CA-06)・SDカード(8GB)
単3形乾電池(1.5V)×6本（お試し電池）・取扱説明書●専用ソフト：型式SW-E816 ※P61参照

LM-8000 マルチ環境測定器

照度・風速・温度・湿度の測定が1台で可能なマルチ環境測定器

希望小売価格

風
温

速

測定範囲
0.4～30.0m／s

1.4～108.0km／h
度 0～50℃¥22,000（税抜） JAN 4986702201746

分解能
0.1m／s0.1km／h
0.1℃−100～1300℃
温度 K 熱電対 取り付けるセンサによって 0.1℃
測定範囲が変わります湿度 10～95％RH■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■測定値を固定するデータホールド機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載

水質測定機器■照度・風速・温度・湿度の測定が1台で可能■小型・軽量タイプ■携帯に便利なストラップ付き■本体内蔵の温度センサー以外にも、
K熱電対センサーを取り付けての温度測定も可能

0.1％RH

精度±3％F.S

照

±1.2℃

電

±(1％rdg＋1℃)
±4％RH

度

測定範囲
0～2,200Lux

1,800～20,000Lux
源 9V形乾電池×1

分解能
1Lux

10Lux

精度
±5％rdg±8dgt

電 池 寿 命 約24時間(アルカリ電池)
寸
法 60(W)×156(H)×33(D)㎜ 約154ｇ
付

属品 携帯ケース・9V形乾電池×1本（お試し電池）・取扱説明書LM-8102 マルチ環境測定器

希望小売価格騒

照度

0.4～30.0m/s
1.4～108.0km／h
0～2200lux
1800～20000lux

温
度
0～50℃
（サーミスタ）

0.1m/s0.1km／h
1lux
10lux

精度±1.4dB（94dB／1kHz）
精度±3%F.S 20m/s以下±4%F.S 20m/s以上
5%rdg＋8dgt

デ ー タ 出 力 RS232C／USBにてPC接続
使 用 環 境 温度：0〜40℃ 湿度：10〜85%RH（ただし結露のないこと）
デ ー タ 出 力 RS232C／USBにてPC接続
使 用 環 境 温度：0〜40℃ 湿度：10〜85%RH（ただし結露のないこと）
電
源 単4形乾電池(1.5V)×6 DC6V（※ACアダプタは別売）
電 池 寿 命 約65時間(アルカリ電池)
寸
法 70(W)×248(H)×37(D)㎜ 約328g

0.1℃

±1.2℃

付

温度（熱電対）－100～1300℃

0.1℃±（1％rdg＋1℃）

湿

0.1RH

別売品

度 10～95%RH±4%RH 70％RH未満±（4%rdg＋1.2%RH） 70％RH以上

属品

生活関連測定機器

速■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせする
ローバッテリー機能搭載■測定値を固定するデータホールド機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き¥33,000（税抜） JAN 4986702202439

35 ～ 130dB
音
分解能0.1dB 周波数範囲：31.5Hz～8kHz
測定範囲
分解能

風

電気測定機器

騒音・照度・風速・温度・湿度の測定が1台で可能なマルチ環境測定器■現場測定の主要5項目（騒音・照度・風速・温度・湿度）の測定が1台で可能■センサー内蔵タイプで持ち運びに便利■本体内蔵の温度センサー以外にも、
K熱電対センサーを取り付けての温度測定も可能■別売のソフトウェア（SW-E816）
やUSBケーブル（USB-01）/RS232Cケーブル（UPCB-02）
使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能

防風スクリーン(SB-01)・ソフトケース・単4形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池）
・
取扱説明書●専用ACアダプター：型式MTVSM-932 ●USBケーブル：型式USB-01 ●RS232Cケーブル：型式UPCB-02 ●専用ソフト：型式SW-E816 ※P61参照 ●騒音キャリブレーター：型式MT-326

FG-5005 デジタルフォースゲージ■引張・圧縮共に測定可能なフォースゲージ■測定単位切替え可能
（ｇ、
N、
oz）
■最大測定値を固定するピークホールド機能搭載■液晶バックライト付き
希望小売価格■数値表示時間切替え機能（応答時間：0.2秒・0.6秒）■液晶数値反転機能が搭載しており、本体を逆さまにしても数値の読み取りが容易に■別売のスタンドに固定して測定も可能¥56,000（税抜） JAN 4986702202477

表
示 5桁、LCD、単位：g、oz、
Newton、
表示間隔：Fast(0.2秒)、
Slow(0.6秒)
測 定 範 囲 0～5,000g／0〜176.4oz／0〜49.03N
精度 ±(0.4％＋1dgt) ※23℃±5℃にて
最 小 表 示 3g／0.10oz／0.03N
分
解
能 1g／0.05oz／0.01N
使 用 環 境 温度：0～50℃ 湿度：80％RH以下

別売品

基盤・その他別売品

引張・圧縮の両方向に対応したフォースゲージ
測定範囲：0～5,000g/0～176.4oz/0～49.03N

電
源 単3形乾電池(1.5V)×6
DC9V(※ACアダプタは別売）
電 池 寿 命 連続使用約100時間(アルカリ電池)
寸
法 88(W)×217(H)×46(D)㎜ 約565g（電池含む）
、固定穴付
付

属

品

ハードケース・平面アダプタ・フックアダプタ・円錐アダプタ・ノミ形アダプタ・120㎜延長用ロッド・単3電池×6本（お試し電池）・取扱説明書●フォースゲージ用テストスタンドセット FS-1001＋WG-01 ¥110,000（税抜） ●専用ACアダプター：型式MTVSM-932※P61参照34

Measuring instrument catalogue

LX-1128SD データロガーデジタル照度計

照度・温度の測定値を記録可能なデータロガー
測定範囲：照度 0～100,000Lux、
温度（別売K/J熱電対センサー）-100～1,300℃（最大）温度測定機器■本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガー照度計■記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能■K/J熱電対センサーを取り付けての温度測定も可能■別売のソフトウェア（SW-E816）
やUSBケーブル（USB-01）/
RS232Cケーブル（UPCB-02）
使用でPCへのリアルタイムデータ
転送が可能■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載
希望小売価格セン

サ フォトダイオード

測 定 範 囲 0～1,999Lux
分
解
能 1Lux環境測定機器精¥28,000（税抜） JAN 4986702202378

1,800 ～ 19,990Lux
10Lux

度 ±（4％rdg+2dgt）■測定値を固定するデータホールド機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■液晶バックライト付き■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載■5m延長ケーブルを使用し、本体とセンサープローブ間を延長可能（別売）■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き

18,000 ～ 99,900Lux
100Lux

電付

デ ー タ 出 力 SDカード／RS232C／USB出力

源 単3形乾電池×6

DC9V（別売品ACアダプタ使用

型式MTVSM-932）

電 池 寿 命 約75時間（サンプリング60s、
バックライトOFF、
アルカリ電池使用）寸
法 本体：69(W)×178(H)×44(D)㎜ センサ：85(H)×58(W)×20(D)㎜ ケーブル約1.0m
属品

使 用 環 境 0～50℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）

センサカバー、
ソフトケース（型式CA-05A）、
SDカード(8GB)
単3形乾電池×6（お試し電池）
、
取扱説明書

別売品

●K熱電対センサ ●専用ACアダプター：型式MTVSM-932 ●USBケーブル：型式USB-01 ●RS232Cケーブル：型式UPCB-02 ●専用ソフト：型式SW-E816 ●5m延長ケーブル：型式EXCB-05 ※P61・62参照

LX-1108 デジタル照度計

広い測定範囲 光源の選択も可能な照度計
測定範囲：0～400,000Lux

水質測定機器■0～400,000Luxまでの広い測定範囲を測定可能■バーグラフ表示搭載のディスプレイで照度の細かい変化も確認可能■光源を選択することが可能（タングステン電球・蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯）■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■測定値を固定するデータホールド機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載■5m延長ケーブルを使用し、本体とセンサープローブ間を延長可能（別売）■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き

希望小売価格セ ン サ フォトダイオード
0.00～
36.0～
測定範囲
40.00Lux
400.0Lux
分 解 能 0.01Lux
0.1Lux360～
4,000Lux
1Lux¥22,000（税抜） JAN 4986702201807
3,600～
40,000Lux
10Lux

電気測定機器精度 ±（3％rdg+0.5％F.S） ※100,000Lux以上は参考値
光源選択 タングステン電球・蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯

別売品●RS232Cケーブル：型式UPCB-02

36,000～400,000Lux
100Lux

電
源 9V 形乾電池 × １
電池寿命 約 30 時間（アルカリ電池使用）

本体 ：68(W)×200(H)×30(D)㎜ 本体：約 240 ｇ
センサ：58(W)×85(H)×20(D)㎜ ケーブル約 1.0m 約 80g
付 属 品 センサカバー、9V 形乾電池 ×1（お試し電池）、取扱説明書寸法●5m延長ケーブル：型式EXCB-05 ※P61・62参照

LX-100 デジタル照度計

シンプルな操作で使いやすい照度計
測定範囲：0～20,000Lux

生活関連測定機器■小型・軽量タイプの照度計■照度レンジを手動で切替え可能（低レンジ/高レンジ）■ゼロ調整ボタン付き■電池残量が少なくなると液晶上に「LOBAT」
表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き
希望小売価格
測 定 範
精
分
解
電

¥12,000（税抜） JAN 4986702201562

囲 0～20,000Lux
度 ±(5％rdg＋4dgt)
能 1(0～1999) 10(2000～19990)
源 9V形乾電池×1

電 池 寿 命 約60時間(アルカリ電池)
寸
法 本体：70(W)×131(H)×25(D)㎜ 約200g センサ：55(W)×82(H)×18(D)㎜
付
属品 9V形乾電池×1本（お試し電池）・取扱説明書MT-337 デジタル照度計
基盤・その他別売品

35

最小分解能0.01Lux対応 スリムタイプの照度計
測定範囲：0.01～40,000Lux■持ち運びに便利なスリムタイプの照度計■電源投入時に自動的にゼロ調整をおこなう為、正確な測定が可能■小数点第2位（Lux)まで表示可能な高分解能モデル■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■測定レンジを自動切替え、手動切替えから選択可能■無操作時間約30分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
希望小売価格¥15,200（税抜） JAN 4986702201906

表
示 5 桁 LCD
測 定 範 囲 0.01 ～ 40,000Lux（分解能 0.01 ～ 10Lux） 0.001 ～ 4,000fc
電
源 9V形乾電池×1

電 池 寿 命 約150時間(アルカリ電池)
寸
法 54(W)×196(H)×34(D)㎜ 約180g
付
属品 ソフトケース・9V形乾電池×1本（お試し電池）・取扱説明書Measuring instrument catalogue

MT-EN1L デジタル照度計

小型・軽量、
シンプル操作の照度計
測定範囲：0～199,999Lux

希望小売価格測 定 範 囲 0 ～ 9,999 Lux
分
精解

能 1 Lux
度 ±（5％ rdg+8dgt）

10 Lux±（6％ rdg+10dgt）

JAN 4986702303792

100,000 ～ 199,900 Lux
100 Lux±（6％ rdg+10dgt）

オートパワーオフ 約5分

電
源 単 4 形乾電池 ×3
電 池 寿 命 約 380 時間（バックライト OFF、アルカリ電池使用）
寸法 54(W)×163(H)×30(D)㎜

約120g（電池含む）

環境測定機器サンプリング 約 2 回 / 秒

10,000 ～ 99,990 Lux¥6,980（税抜）

温度測定機器■小型・軽量タイプの照度計■測定値を固定するデータホールド機能搭載■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■液晶バックライト付き■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載

LM-102 アナログ照度チェッカー

アナログタイプの簡易型照度チェッカー
測定範囲：0～15,000Lux■小型・軽量タイプの簡易型照度チェッカー■作業環境の明るさ目安に便利なイラスト付きの指示盤■手動で照度レンジを切替え可能（低レンジ/高レンジ）¥3,300（税抜）

JAN 4986702101183

受 光 セ ン サ アモルファス太陽電池

寸AM-4200 デジタル風速計

水質測定機器

希望小売価格法 63(W)×106(H)×25(D)㎜ 約 63g

シンプル操作の風速計
測定範囲：0.8～30m/s■シンプルなボタン操作で簡単に測定が可能な風速計■熱線式よりも強風に対しての耐久力があり、屋内外問わず使用可能なベーン式の風速センサーを搭載■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き

分解能
0.1 m/s
0.1 km/h
0.1 knot10 ft/min

AM-4220 デジタル風速計¥22,000（税抜） JAN 4986702201555

精度±（3％ F.S+2dgt）

使
電
電

用

環

池

寿

寸
付

境 0～50℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）
源 9V形乾電池×1
命 約30時間（アルカリ電池使用）

本体 ：70(W)×131(H)×26(D)㎜
ベーン：76(W)×142(Ｈ)×31(D)㎜ ケーブル約1.0ｍ
品 ソフトケース（型式CA-05A）、
9V形乾電池×1（お試し電池）
、
取扱説明書
法

属

センサー一体型の風杯式風速計
測定範囲：0.9～35.0m/s■野外など自然風の測定に適した風杯式風速計■測定値を100ポイントまで本体に記録可能■IP65【JIS C 0920 「保護等級」
防塵・防噴流型適合】のため、水気が多い環境でも使用可能■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせする
ローバッテリー機能搭載

表
示 3.5 桁 LCD 表示
測 定 方 式 カップベーン式
測定範囲
0.9 ～ 35.0 m/s
2.5 ～ 126.0 km/h
測 定 機 能1.4 ～ 68.0 knot
144 ～ 6895 ft/min
1.6 ～ 78.2 mile/h¥33,000（税抜） JAN 4986702201920

MAX ／ MIN 測定、データホールド
オートパワーオフ（約 10 分）、電池消耗表示
使 用 環 境 0～50℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）
電
源 単 4 形乾電池 ×4
電 池 寿 命 約 95 時間（アルカリ電池使用）
寸法 φ 150( 回転径 )×214(H)㎜ 約 190 ｇ（電池含む）
付
属
品 ハードケース（型式 CA-06）、単 4 形乾電池 ×4（お試し電池）、取扱説明書機

分解能
0.1 m/s
0.1 km/h
0.1 knot1 ft/min
0.1 mile/h■測定値を固定するデータホールド機能搭載■測定値の最大値/最小値を記録するMAX/MINメモリー機能搭載■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能
搭載

基盤・その他別売品

希望小売価格

生活関連測定機器

測定範囲
0.8 ～ 30.0 m/s
2.8 ～ 108.0 km/h
1.6 ～ 58.0 knot
160 ～ 5900 ft/min

電気測定機器

希望小売価格

測定精度±(2％ rdg+0.2 m/s )±(2％ rdg+0.8 km/h )±(2％ rdg+0.4 knot)±(2％ rdg+40 ft/min)±(2％ rdg+0.4 mile/h)

能36Measuring instrument catalogue

AM-4224SD データロガーデジタル風速計

風速・風量・温度・湿度・露点の測定値を記録可能なデータロガー
測定範囲：風速0.2～25.0m/s 風量0～45,000m³/min 温度：0～50℃ 湿度5～95％RH

温度測定機器■本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガー風速・風量計■記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能■液晶バックライト付き■微風速の測定に適した熱線式の風速センサー搭載■一定時間の排気・吸気量の測定が可能な風量測定機能搭載■湿度や、空気が水滴になる温度を表す露点の測定が可能■伸縮式の測定プローブで、手の届きにくい箇所の風速測定が可能■K/J熱電対センサーを取り付けての温度測定も可能
希望小売価格
セ
測
分

定

ン
解

範

¥65,000（税抜） JAN 4986702302429

サ 風速／風量：熱線式
温度：サーミスタ、K熱電対（別売） 湿度：薄膜静電容量センサ
囲 風速：0.2～25.0m/s 風量：0～45000㎥/min 温度：0～50℃ 湿度：5～95％RH
能

風速：0.01m/s（0.2～5.0m/s） 0.1m/s（5.1～25.0m/s）
風量：0.001㎥/min 温度：0.1℃ 湿度：0.1％RH

環境測定機器

風速：m/sモード時 ±(5％+0.1)rdg 温度：±0.8℃
湿度：±(3%RH)湿度70%RH未満 ±(3%rdg+1%RH)湿度70%RH以上
デ ー タ ロ ガ 1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600,秒間隔、
または手動で99ポイント
精■別売のソフトウェア（SW-E816）
やUSBケーブル（USB-01）/
RS232Cケーブル（UPCB-02）
使用でPCへのリアルタイムデータ
転送が可能■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■測定値を固定するデータホールド機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き

度

デ ー タ 出 力 SDカード／USB／RS232

使
電
電

用

環

池

寿

寸
付

属

境 温度：0～50℃

湿度：85％RH以下

源 単3形乾電池(1.5V)×6 DC9V（※ACアダプタは別売）命 連続使用約120時間(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)
本体：68(W)×178(H)×44(D)㎜ 約 348g
法 熱線式プローブ：φ 12×280 ～ 950㎜ ケーブル長：1.8m
温湿度プローブ：23(W)×200(H)×19(D)㎜ ケーブル長：1m
品

そ の 他 機 能 データホールド、最大／最小値、バックライト、
オートパワーオフ

熱線式センサプローブ・温湿度プローブ・SDカード(8GB)・
単3形乾電池(1.5V)×6本（お試し電池）・取扱説明書

別売品●K熱電対センサ ●専用ACアダプター：型式MTVSM-932 ●USBケーブル：型式USB-01 ●RS232Cケーブル：型式UPCB-02 ●専用ソフト：型式SW-E816 ●5m延長ケーブル：型式EXCB-05 ※P61・62参照

AM-4207SD データロガーデジタル風速計

風速・温度の測定値を記録可能なデータロガー 外部温度センサー（K/J型熱電対）
接続可能
測定範囲：風速 0.4～25.0m/s 温度 0～50℃ K/J熱電対センサー −50～1,300℃（最大）

水質測定機器■本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガー風速計■記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能■液晶バックライト付き■熱線式よりも強風に対しての耐久力があり、屋内外問わず使用可能なベーン式の風速センサーを搭載■K/J熱電対センサーを取り付けての温度測定も可能

希望小売価格セン

風

電気測定機器
生活関連測定機器
基盤・その他別売品

37

サ 風速：ベーン式
測定範囲
速0.4～30.0m/s
1.4～108.0km/h¥39,000（税抜） JAN 4986702202361

温度：サーミスタ、
熱電対
（別売）
分解能
精度
0.1m/s0.1km/h

温度 ( サーミスタ ) 0.0～50.0℃-100.0～-50.1℃
温度（K 熱電対）-50.0 ～ 1300.0℃-100.0 ～ -50.1℃
温度（K 熱電対）-50.0 ～ 1200.0℃■別売のソフトウェア（SW-E816）
やUSBケーブル（USB-01）/
RS232Cケーブル（UPCB-02）
使用でPCへのリアルタイムデータ
転送が可能■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■測定値を固定するデータホールド機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き±（2％ rdg+0.2m/s）±（2％ rdg+0.8km/h）

0.1℃

±0.8℃
±（0.4％ rdg+1.0℃）

0.1℃±（0.4％ rdg+0.5℃）±（0.4％ rdg+1.0℃）

0.1℃

デ ー タ 出 力 SDカード／RS-232C／USB出力
使 用 環 境 0～50℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）
電
電

池

寿

寸
付

源 単3形乾電池×6 DC9V
（別売品ACアダプタ使用 型式MTVSM-932）
命 約65時間（サンプリング60s、バックライトOFF、アルカリ電池使用）
法

属品

本体 ：69(W)×178(H)×44(D)㎜
ベーン：76(W)×142(Ｈ)×31(D)㎜

ケーブル約1.1m

ハードケース（型式CA-06）、
SDカード(8GB)
取扱説明書

単3形乾電池×6（お試し電池）、±（0.4％ rdg+0.5℃）

別売品●K熱電対センサ ●専用ACアダプター：型式MTVSM-932 ●USBケーブル：型式USB-01 ●RS232Cケーブル：型式UPCB-02 ●専用ソフト：型式SW-E816 ●5m延長ケーブル：型式EXCB-05 ※P61・62参照

SP-82AT ポケットサイズ風速・風量計

1台で風速・風量・温度の測定が可能な軽量・小型タイプの風速計
測定範囲：風速 0.4～20.0m/s 風量 0.024～36,000C㎜ 温度 0～50℃■軽量・小型タイプの風速・風量計■液晶バックライト付き■熱線式よりも強風に対しての耐久力があり、屋内外問わず使用可能なベーン式の風速センサーを搭載■一定時間の排気・吸気量の測定が可能な風量測定機能搭載■測定値を固定するデータホールド機能搭載
希望小売価格風

測定範囲
0.4 ～ 20.0m/s
速1.4 ～ 72.0 km/h
量¥16,000（税抜） JAN 4986702302535

分解能
0.1m/s0.1km/h0.024 ～ 99.999 C㎜

風

精度

測定範囲
分解能
温
度 0.0～50.0℃
0.1℃
使 用 環 境 0 ～ 50℃／ 80％ RH 以下（ただし結露のないこと）±3%F.S

0.001 C㎜

100.00 ～ 999.99 C㎜
1000.0 ～ 9999.9 C㎜
10000 ～ 36000 C㎜■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載■ストラップ付きで、持ち運び時の落下防止に便利

0.01 C㎜
0.1 C㎜
1 C㎜

電

源 CR2032×1

電 池 寿 命 約25時間
寸
法 45(W)×120(H)×21(D)㎜

精度なし

精度
±1.2℃

約65 g
（電池込み）

MT-EN1A デジタル風速計

小型・軽量、
シンプル操作の風速計
測定範囲：風速 1～30m/s、
温度 -10～50℃■小型・軽量タイプの風速計■屋内外問わず使用可能なベーン式の風速センサーを採用■測定値を固定するデータホールド機能搭載■測定値の最大値を固定するMAXホールド機能搭載■平均風速を表示するAVG機能搭載
希望小売価格風速
測 定 範 囲 0.0～30.0m/s
分
解
能 0.1m/s
精度 ±（5％rdg+0.5m/s）
サ ン プ リ ン グ 約2回／秒¥6,980（税抜）1.4～108.0km/h
0.1km/h±（5％ rdg+15dgt）■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■液晶バックライト付き■風の強さを分類する尺度「ビューフォート風力階級12段階」表示機能搭載■無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載

JAN 4986702303785

温度-10.0～50.0℃
0.1℃
±2℃

オートパワーオフ 約5分
電
源 単 4 形乾電池 ×3
電 池 寿 命 約 290 時間（バックライト OFF、アルカリ電池使用）
寸法 54(W)×163(H)×30(D)㎜ 約120ｇ（電池含む）

Measuring instrument catalogue

SL-4023SD データロガーデジタル騒音計

騒音の測定値を記録可能なデータロガー
測定範囲：30～130dB

希望小売価格¥39,800（税抜） JAN 4986702202385

周 波 数 範 囲 31.5Hz～8kHz
測

定

範
解

時間重み付け特性 FAST/SLOW

オート：30～130dB
囲マニュアル：30～80dB／50～100dB／80～130dB

デ ー タ 出 力 SDカード／RS-232C／USB出力寸
法 247(H)×68(W)×45(D)㎜ 約420g

能 0.1dB

31.5Hz：±3.0dB／63Hz：±2.0dB／125Hz/250Hz/500Hz：±1.5dB／
1KHz：±1.0dB／2KHz：±2.0dB／4KHz：±3.0dB／8KHz：±5.0dB
周波数重み付け特性 A特性/C特性
精

度

電
電

池

付

寿
属

源 単3形乾電池×6

DC9V（別売品ACアダプタ使用

型式MTVSM-932）

環境測定機器分■測定周波数（高周波/低周波）に応じ、特性を切り替えて騒音測定が可能な周波数重み付け特性切替え機能（A特性/C特性）搭載■騒音計キャリブレーター（別売・MT-326）
を使用し、本体側面の調節
ネジで騒音値の簡易校正が可能■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■測定値を固定するデータホールド機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き

温度測定機器■本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガー騒音計■記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能■別売のソフトウェア（SW-E816）やUSBケーブル（USB-01）/
RS232Cケーブル（UPCB-02）使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能■液晶バックライト付き■測定対象に応じ、特性を切り替えて騒音測定が可能な時間重み付け
特性切替え機能（FAST/SLOW）搭載

命 約120時間（サンプリング60s、バックライトOFF、アルカリ電池使用）品

防風スクリーン、
ソフトケース（型式CA-05A）、
SDカード(8GB)
単3形乾電池×6（お試し電池）
、
取扱説明書

別売品

●専用ACアダプター：型式MTVSM-932 ●USBケーブル：型式USB-01 ●RS232Cケーブル：型式UPCB-02 ●専用ソフト：型式SW-E816 ●ハードキャリングケース：CA-06 ※P61・62参照

MT-327 デジタル騒音計

デジタル・アナログの表示が可能な騒音計
測定範囲：30～130dB

希望小売価格
表
測

定

範

精

¥23,000（税抜） JAN 4986702304058

示 デジタル表示：4桁LCD表示 アナログ表示：30セグメントバーグラフ表示
囲 30～90dB／50～110dB／70～130dB（マニュアルレンジ）

周 波 数 範 囲 20Hz～8kHz分
解
能 デジタル：0.1dB

水質測定機器■測定対象に応じ、特性を切り替えて騒音測定が可能な時間重み付け特性切替え機能（FAST/SLOW）
搭載■測定周波数（高周波/低周波）に応じ、特性を切り替えて騒音測定が可能な周波数重み付け特性切替え機能（A特性/C特性）
搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■騒音計キャリブレーター（別売・MT-326）
を使用し、本体側面の調節ネジで騒音値の簡易校正が可能■本体背面に1/4ネジ穴があり三脚付けにも対応可能

アナログ：2dB

度 ±1.4dB(94dB／1kHz時)

電
電
寸
付

池

寿
属

源 9V形乾電池×1
命 連続使用約60時間(アルカリ電池)

法 55(W)×238(H)×25(D)㎜ 約185g
品 防風スクリーン・9V形乾電池×1本（お試し電池）・取扱説明書・ハードケース

MT-EN1S デジタル騒音計

電気測定機器

小型・軽量、
シンプル操作の騒音計
測定範囲：30～130dB■小型・軽量タイプの騒音計■測定値を固定するデータホールド機能搭載■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■液晶バックライト付き■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■測定対象に応じ、特性を切り替えて騒音測定が可能な時間重み付け特性切替え機能（FAST/SLOW）
搭載■騒音計キャリブレーター（別売・MT-326）
を使用し、本体背面の調節ネジで騒音値の簡易校正が可能■無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載¥6,980（税抜）

JAN 4986702303808

測 定 範 囲 30～130dB
分
解
能 0.1dB
精度 ±2.0dB（1kHzにおいて）
周 波 数 帯 域 31.5Hz～8kHz
周波数重み付け特性 A特性

生活関連測定機器

希望小売価格

時間重み付け特性 FAST:125ms SLOW:1000ms

オートパワーオフ 約5分
電
源 単 4 形乾電池 ×3
電 池 寿 命 約 40 時間（バックライト OFF、アルカリ電池使用）
寸法 143(H)×54(W)×30(D）㎜ 約 105g（電池含む）

MT-326 騒音計キャリブレーター

IEC942 クラス2準拠品 2つのポイントで騒音計を校正可能
出力音圧レベル：94dB/114dB
出力周波数：1,000Hz±4％

希望小売価格¥49,800（税抜） JAN 4986702201890

出力音圧レベル 94、114dB
出 力 周 波 数 1000Hz±2%
使 用 環 境 0～40℃／10～90%RH（ただし結露のないこと）／650～1080hPa
動 作 環 境 影 響 温度係数：0.005dB/℃
全 高 調 波 歪 3%以下

基盤・その他別売品■騒音計の簡易校正が可能■1インチ、
1/2インチ口径のマイクロホンを装着して校正■電池残量が少なくなると本体前面の動作ランプが緑色から赤色へ変化してお知らせ

湿度係数：0.005dB/%RH

精度 ±0.5dB（23℃、50％RH、
1013hPaにおいて）使 用 環 境 0～40℃／10～90%RH（ただし結露のないこと）／650～1080hPa
保 存 環 境 -10～50℃／0～70%RH（ただし結露のないこと）
電
源 9V形乾電池×1
寸
法 117(H)×63(W)×44(D)㎜ 約187g（電池含む）

38

Measuring instrument catalogue

VB-8205SD データロガーデジタル振動計

相対感度ISO2954適合品
振動の測定値を記録可能なデータロガー
測定範囲：速度 0.5～199.9m/s 加速度 0.5～199.9m/s²

温度測定機器■本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガー振動計■記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能■液晶バックライト付き■別売のソフトウェア（SW-E816）
やUSBケーブル（USB-01）/
RS232Cケーブル（UPCB-02）
使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能■振動する速さや振動エネルギーの大きさを表す「速度」の測定が可能■振動によって生じる衝撃力の大きさを表す「加速度」の測定が可能
希望小売価格¥98,000（税抜） JAN 4986702302474

測 定 周 波 数 帯 10Hz ～ 1kHz
測定項

環境測定機器速
加速

目 速度（RMS/Peak）、加速度（RMS/Peak）
測定範囲
分解能
精度
0.5～199.9㎜/s
0.1㎜/s度
0.05～19.99cm/s
0.01cm/s±(5%rdg+5dgt)(@80Hz/160Hz)
0.5 ～ 199.9m/s²
0.1m/s²度
0.05 ～ 20.39G
0.01G

サ ン プ リ ン グ 約1回/秒
能

使

用

環

電

池

寿

保
電

存

環

寸
付

デ ー タ 出 力 SDカード/RS-232C/USB出力機■一定期間の振動最大値を表示するピーク値測定機能搭載■一定時間の振動平均値を表示する実効値（RMS）
測定機能搭載■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■測定値を固定するデータホールド機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き属

境 温度：0～50℃

湿度：80％RH（ただし結露のないこと）

境 温度：0～40℃
湿度：10～85％RH（ただし結露のないこと）
源 単3形乾電池(1.5V)×6 DC9V（※ACアダプタは別売）命 連続使用約120時間(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)
本体：69(W)×188(H)×44(D)㎜ 約350g（電池含む）
法 センサ：φ 16×26.5(H)㎜（M5 ネジ穴付）、ケーブル約 1.2 ｍ
磁気ベース：φ 14×4(H)㎜（M5 ネジ付）
品

磁気ベース付きセンサー・ハードケース・SDカード(8GB)
単3形乾電池(1.5V)×6本（お試し電池）・取扱説明書オーバーレンジ表示、
データホールド、
MAX/MIN表示、
MAXホールド、
電池消耗
表示、バックライト点灯、
オートパワーオフ（約10分、解除可能）

別売品●専用ACアダプター：型式MTVSM-932 ●USBケーブル：型式USB-01 ●RS232Cケーブル：型式UPCB-02 ●専用ソフト：型式SW-E816※P61参照VB-8206SD データロガーデジタル振動計

相対感度ISO2954適合品
振動の測定値を記録可能なデータロガー
測定範囲：速度 0.5～199.9m/s 加速度 0.5～199.9m/s² 変位 0.001～1.999㎜

水質測定機器■本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガー振動計■記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能■液晶バックライト付き■別売のソフトウェア（SW-E816）
やUSBケーブル（USB-01）/
RS232Cケーブル（UPCB-02）
使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能■振動する速さや振動エネルギーの大きさを表す「速度」の測定が可能■振動によって生じる衝撃力の大きさを表す「加速度」の測定が可能■測定物が振動により変化している幅（距離）をの大きさを表す「変位」の測定が可能
希望小売価格¥100,000（税抜） JAN 4986702302481

測 定 周 波 数 帯 10Hz ～ 1kHz
測 定 項 目 速度（RMS/Peak）、加速度（RMS/Peak）

電気測定機器

測定範囲
分解能
0.5～199.9㎜/s
0.1㎜/s速度
0.05～19.99cm/s
0.01cm/s
0.5 ～ 199.9m/s²
0.1m/s²
加速度0.05 ～ 20.39G
0.01G
変位 0.014 ～ 1.999㎜
0.001㎜
サ ン プ リ ン グ 約1回/秒
デ ー タ 出 力 SDカード/RS-232C/USB出力■一定期間の振動最大値を表示するピーク値測定機能搭載■一定時間の振動平均値を表示する実効値（RMS）
測定機能搭載■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■測定値を固定するデータホールド機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き

機

精度

使

用

環

±(5%rdg+5dgt)(@80Hz/160Hz)

電

池

寿

保
電

オーバーレンジ表示、
データホールド、
MAX/MIN表示、
MAXホールド、
電池消耗
表示、
バックライト点灯、オートパワーオフ（約10分、解除可能）
境 0～50℃/80％RH以下（ただし結露のないこと）
能

存

環

寸
付

属

境 0～50℃/80％RH以下（ただし結露のないこと）
源 単3形乾電池×6 DC9V
（別売品ACアダプタ使用 型式：MTVSM-932）
命 約60時間（サンプリング60s、バックライトOFF、アルカリ電池使用）
本体：69(W)×188(H)×44(D)㎜
法 センサ：φ16×26.5(H)㎜（M5ネジ穴付）、
ケーブル約1.2ｍ
磁気ベース：φ14×4(H)㎜（M5ネジ付）品

磁気ベース付きピックアップ、
ハードケース（型式CA-06）
SDカード(8GB)、
単３形乾電池×6(お試し電池)、
取扱説明書

別売品

●専用ACアダプター：型式MTVSM-932 ●USBケーブル：型式USB-01 ●RS232Cケーブル：型式UPCB-02 ●専用ソフト：型式SW-E816 ※P61参照

生活関連測定機器

VB-8201HA デジタル振動計

相対感度ISO2954適合品
測定範囲：速度 0.5～199.9m/s 加速度 0.5～199.9m/s²■振動する速さや振動エネルギーの大きさを表す「速度」の測定が可能■振動によって生じる衝撃力の大きさを表す「加速度」の測定が可能■一定期間の振動最大値を表示するピーク値測定機能搭載■一定時間の振動平均値を表示する実効値（RMS）
測定機能搭載■電池残量が少なくなると液晶上に「LBT」
表示でお知らせするローバッテリー機能搭載
希望小売価格基盤・その他別売品

39¥55,000（税抜） JAN 4986702201876

測 定 周 波 数 帯 10Hz ～ 1kHz
測 定 項 目 速度（RMS/Peak）、加速度（RMS/Peak）
測定範囲
分解能
精度
0.1㎜/s速
度 0.5～199.9㎜/s±(5%rdg+5dgt)(@80Hz/160Hz)
加速度 0.5 ～ 199.9m/s²
0.1m/s²
サ ン プ リ ン グ 約1回/秒
機能■測定値を固定するデータホールド機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き

オーバーレンジ表示、
データホールド、
MAX/MIN表示、
MAXホールド、
電池消耗
表示、バックライト点灯、
オートパワーオフ（約10分、
解除可能）

使
保
電
電

用
存

環
環

池

寿

寸
付

属

境 0～50℃/80％RH以下（ただし結露のないこと）
境 0～50℃/80％RH以下（ただし結露のないこと）
源 単3形乾電池(1.5V)×6 DC9V（※ACアダプタは別売）
命 約70時間（アルカリ乾電池使用）
本体：78(W)×185(H)×38(D)㎜
法 センサ：φ16×26.5(H)㎜（M5ネジ穴付）、
ケーブル約1.2ｍ
磁気ベース：φ14×4(H)㎜（M5ネジ付）品

磁気ベース付きピックアップ、
ハードケース（型式CA-06）
9V形乾電池×1 (お試し電池)、
取扱説明書

Measuring instrument catalogue

DT-2268 デジタル回転計

非接触・接触の両方式で測定可能な回転計
測定範囲：非接触式 5～99.999rpm 接触式 0.5～19.999rpm

希望小売価格表示 測定範囲

接

触

速

精度

0.1 RPM
1 RPM

0.5～999.9 RPM

機

0.1 RPM

1,000～19,999 RPM

0.05～99.99 m/min
100.0～1,999.9 m/min
0.2～999.9 ft/min

1000～6,560 ft/min

能 最終測定値/最大測定値/最小測定値表示、電池消耗表示電
源 単3形乾電池×4
電 池 寿 命 連続使用約 48 時間 ( 接触式、アルカリ電池 )消 費 電 力 約90時間（接触式、アルカリ電池使用）

1 RPM±(0.05％rdg＋1dgt)

0.01 m/min
0.1 m/min

寸付法 215(H)※×77(W)×38(D)㎜

属品

0.1 ft/min

約330ｇ(電池含む)

ソフトケース（型式CA-05A）、
ポジタイプRPM 接触子、ネガタイプRPM 接触子、周速測定用接触子、
反射テープ、
取扱説明書

環境測定機器周式¥29,800（税抜） JAN 4986702201760

分解能

5.0～999.9 RPM
非 接 触 式
1,000～99,999 RPM

温度測定機器■非接触式・接触式共に測定可能な回転計■付属の専用端子を使用し、周速測定も可能■電池残量が少なくなると液晶上に「LO」
表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■最終測定値表示機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載

1 ft/min

YK-37UVSD データロガーデジタル紫外線強度計
紫外線強度の測定値を記録可能なデータロガー
測定波長：UVA 290～390nm UVC 248~260nm■非接触式・接触式共に測定可能な回転計■付属の専用端子を使用し、周速測定も可能■電池残量が少なくなると液晶上に「LO」
表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■最終測定値表示機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載

紫外線強度
温
度
（K 熱 電 対 ）

測定範囲0.000～2.000 mW/cm²
2.01～20.00 mW/cm²-100.0～-50.1℃

水質測定機器

希望小売価格¥78,000（税抜） JAN 4986702202415

セン
サ UVフォトダイオード
測 定 波 長 200～280nm（UVC）、
290～390nm
（UVA）

分解能
0.001 mW/cm²
0.01 mW/cm²

0.1℃-50.0～1,300.0℃
使 用 環 境 0～50℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）

精度±（4％F.S+2dgt）±（0.4％rdg+1.0℃）±（0.4％rdg+0.5℃）

電
源 単3形乾電池×6 DC9V
（別売品ACアダプタ使用 型式MTVSM-932）
電 池 寿 命 約70時間（サンプリング60s、
バックライトOFF）寸
付属

本体：181(H)×69(W)×44(D)㎜ 約350g（電池含む）
法 UVAプローブ：170(H)×46(W)×32(D)㎜ 伸縮ケーブル約0.3～1.0m
UVCプローブ：Φ38×27(D)㎜ 伸縮ケーブル約0.5～1.0m
UVAプローブ、
UVCプローブ、
ハードケース（型式CA-06）、
SDカード（8GB）、品
単3形乾電池×6（お試し電池）
、
取扱説明書

別売品

●K熱電対センサ ●専用ACアダプター：型式MTVSM-932 ●USBケーブル：型式USB-01 ●RS232Cケーブル：型式UPCB-02 ●専用ソフト：型式SW-E816 ●5m延長ケーブル：型式EXCB-05 ※P61・62参照

電気測定機器UV-340A デジタル紫外線強度計

シンプル操作の紫外線強度計
測定範囲：290～390nm

希望小売価格測 定 波 長 域 290nm～390nm
測 定 範 囲 0～1,999μW/cm²
分
解
能 1μW/cm²
精度 ±（4％ F.S ＋ 2dgt）
セン
サ UV フォトダイオード

生活関連測定機器■シンプルな操作で測定が可能な紫外線強度計■UVA/UVB（長波長、
太陽光線・ブラックライトなどから発する紫外線）の測定が可能※UVAとUVBは同一波長となるため、波長レンジの切替えは不可■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載■測定紫外線強度に応じてHiレンジとLoレンジを切替えが可能■ゼロ調整機能搭載■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き¥22,000（税抜） JAN 4986702201548
2,000～19,990μW/cm²
10μW/cm²電
源 9V形乾電池×1
電 池 寿 命 約60時間（アルカリ電池使用）
本体：131(H)×70(W)×27(D)㎜ 約 230g（電池含む）
寸法
センサ：170(H)×46(W)×32(D)㎜（カバー無し）ケーブル約 0.9m
付
属
品 9V 形乾電池 ×1（お試し電池）、取扱説明書

SP-82UV ポケットサイズ紫外線強度計

軽量・小型タイプの紫外線強度計
測定範囲：0～1,999μW/cm² 2~20.00mW/cm²

希望小売価格測 定 範 囲 0 ～ 1,999 μ W/cm²
分
解能 1 μ W/cm²
精度 ±（4％ F.S ＋ 2dgt）
測 定 波 長 域 290 ～ 390nm
サンプリング 約2回/秒■測定値を固定するデータホールド機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■液晶バックライト付き

基盤・その他別売品■軽量・小型タイプの紫外線強度計■液晶表示反転機能が搭載しており、本体を逆さまにしても測定値の読み取りが容易に■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載¥18,000（税抜） JAN 4986702302436
2.00 ～ 20.00 mW/cm²
0.01mW/cm²

電
電 池 寿
寸
付
属

源 CR2032×1
命 約 25 時間
法 45(W)×120(H)×20(D)㎜ 約 65g
品 ソフトケース、CR2032×1（お試し電池）、取扱説明書40

Measuring instrument catalogue

MT-801 テスラメーター

磁束密度・残留磁気の測定が可能なハンディタイプのテスラメーター
測定範囲：0～3,000.0mT

温度測定機器■直流/交流磁束密度の測定が可能なテスラメーター■USB接続でPCへ測定データを出力可能■測定値を固定するデータホールド機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■高分解能モード（0.01mT）
搭載■磁石の極性判別機能搭載■オートパワーオフ機能搭載■mT表示専用機、
計量法第9条に準拠■乾電池・ACアダプター・USB給電に対応■「MADE IN JAPAN」の国内生産
希望小売価格
検出対象

環境測定機器

計量単位
指示範囲
測定モード
測定レンジ
分解能
指示精度

オープン

JAN 4986702101510

直流磁束密度：極性（N・S） 交流磁束密度：40～500Hz

機

測定モード 測定レンジ
0～200.0mT
DC×1※1200.1～3000.0mT
DC×100～300.00mT
0～150.00mT

電

mT専用
0～3000.0mTAC※1

150.1～300.0mT
301.0～1500.0mT

分解能
0.1mT

1mT
0.01mT
0.01mT
0.1mT1mT

指示精度※2±（5%rdg.＋3dgt）±（5%rdg.＋10dgt）±（3%rdg.＋5dgt）±（5%rdg.＋20dgt）

能 ゼロリセット、
最大検出値ホールド、
極性判別、
オートパワーオフ

表
使

示
用

形
環

式 検出値：数値（デジタル） 極性：（N／S）
境 0〜40℃（ただし結露のないこと）

電

池

寿

命 連続使用時間約160時間(アルカリ電池)

寸付

源 単3形乾電池(1.5V)×4
法属

外部電源DC5〜6V（ACアダプタ／USB給電）

本体：64(W)×140(H)×32(D)㎜ 約213g
プローブ：4(W)×1(H)×65(D)㎜ ケーブル長：約1m

約50ｇ

品 プローブ・キャリングケース 電池（お試し電池）・取扱説明書

※1 DC×1、ACモードの測定レンジは自動で切り替わります。
※2 測定レンジを越えた数値も表示しますが制度保証は測定レンジ内とします。

別売品●アキシャル型プローブ：型式MT-801AXL／基準磁界：型式TM-SMF

MT-NS1 磁石極性チェッカー
水質測定機器

小型・軽量なカードタイプ
音と光で磁石の極性をお知らせ■各種磁石（フェライト・ネオジム・アルコニ）にも反応■磁石組み込み時の極性チェックに■極性判定はN/S極で表示、光とブザーでお知らせ
希望小売価格¥9,800（税抜）

JAN 4986702101299

判 別 能 力 N極・S極約1mT以上
L E D 点 灯 N極（赤色点灯）、S極（青色点灯）

電気測定機器

ブザー音 2 種 N極：短い間隔で発音 S極：長い間隔で発音
使 用 環 境 温度0～40℃ 湿度70%以下（ただし結露のないこと）

付属

源 CR-2025(3V)ボタン電池×1
法 85
（W）
×55
（H）
×6
（D）
㎜ 約30g品 ビニールケース・CR-2025(3V)ボタン電池×1本（お試し電池）・取扱説明書MS-7001 デジタル木材水分計

シンプル操作、接触型の木材水分計
測定範囲：9～30％

生活関連測定機器■シンプルな操作の木材水分計■水分含有量9～30％の中で、様々な材質の水分測定が可能■測定値を固定するデータホールド機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き■5m延長ケーブルを使用し、本体とセンサープローブ間を延長可能（別売）
希望小売価格¥23,000（税抜） JAN 4986702202279

導電率電極法2個のピン電極を用いて材料の導電率を測定。
読取値を木材の水分率に変換表示。
測 定 範 囲 9～30％分
解能 0.1％
精
度 ±(4％＋5dgt) ※23±5℃にて
サンプリング 約0.8秒／回
ディスプレイ 3.5桁、LCD
測 定 原 理別売品

基盤・その他別売品

41

電
寸●5m延長ケーブル：型式EXCB-05 ※P59参照

使 用 環 境 温度：0～50℃、
湿度：0～90％RH
電
源 9V形乾電池×1
電 池 寿 命 約48時間(アルカリ電池)
寸付

本体：78(W)×185(H)×38(D)㎜ 約280g（電池を含む）水分プローブ：Φ23×185㎜ ケーブル長：約1m
品 プローブ・エキストラ接触ピン(交換用1セット)・携帯ケース・取扱説明書
法

属

水質測定機器
Water quality
measuring
instrument

マルチ水質測定器
pH メーター
溶存酸素計
導電率計
塩分濃度計
ORP メーター

42

Measuring instrument catalogue

CD-4307SD データロガーマルチ水質測定器

導電率・TDS・塩分濃度・温度の測定値を記録可能なデータロガー
測定範囲：0〜200mS/㎝

温度測定機器■本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーマルチ水質計■記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能■導電率・TDS（溶解性物質）・塩分濃度の測定が可能■液晶バックライト付き■別売のソフトウェア（SW-E816）
やUSBケーブル（USB-01）/RS232Cケーブル（UPCB-02）
使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能
希望小売価格セン¥44,800（税抜） JAN 4986702202422
測定範囲

サ 導電率／ TDS ／塩分濃度プローブ
測定範囲

環境測定機器

導

電

率

T

D

S

別売品

■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせする
ローバッテリー機能搭載■測定値を固定するデータホールド機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き

分解能

0 ～ 200.0 μ S/㎝
0.2 ～ 2.000mS/㎝

0.1 μ S
0.001mS

0.0 ～ 132.0ppm
132 ～ 1320ppm

0.1ppm1ppm

2 ～ 20.00mS/㎝
20 ～ 200.0mS/㎝

0.01mS
0.1mS1320 ～ 13200ppm
13200 ～ 132000ppm

10ppm
100ppm精度±（2％ F.S ＋ 1dgt）
但し≦ 100mS において（23℃±5℃にて）±（2％ F.S ＋ 1dgt）
但し≦ 66,000ppm において（23℃±5℃にて）

塩 分 濃 度 0.00 ～ 12.00％

分解能

0.01％

温
度 0.0 ～ 60.0℃
0.1℃
デ ー タ 出 力 SD カード／ RS232C ／ USB 出力

精度±0.5％（23℃±5℃にて）±0.8℃（23℃±5℃にて）使 用 環 境 0 ～ 50℃／ 80％ RH 以下（ただし結露のないこと）
電
源 単 3 形乾電池 ×6 ／ DC9V（別売品 AC アダプタ使用 型式 MTVSM-932）
電 池 寿 命 約 80 時間（サンプリング 60s、バックライト OFF、アルカリ電池使用）
寸付

法 本体：69(W)×178(H)×44(D)mm ／電極：Φ 22×126mm

属品

ケーブル約 1m

電極 (CDPB-03)、ハードケース ( 型式 CA-06)、SD カード（8GB）
単 3 型乾電池 ×6（お試し電池）、取扱説明書●専用ACアダプター：型式MTVSM-932 ●USBケーブル：型式USB-01 ●RS232Cケーブル：型式UPCB-02 ●専用ソフト：型式SW-E816 ●導電率基準液CD-14 ●電極CDPB-03 12,000円（税抜）

PH-230SD データロガーデジタルPHメーター

pH・ORP（センサ別売）・温度の測定値を記録可能なデータロガー

水質測定機器■本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーpH計■記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能■pH・ORP（センサー別売）の測定が可能■液晶バックライト付き■別売のソフトウェア（SW-E816）
やUSBケーブル（USB-01）/RS232Cケーブル（UPCB-02）
使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッ
テリー機能搭載
希望小売価格セン

サ PH電極：PE-11
ペーハー(pH)測 定 範 囲
分

解

精

別売品

■測定値を固定するデータホールド機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き■用途に応じてpHセンサーを付け替えて測定が可能（付け替え用のpHセンサーは別売）■pH4、
pH7 基準液標準付属¥32,000（税抜） JAN 4986702202408

ORP電極：OR-14（別売）
酸化還元電位(ORP)

pH：0.00～14.00pH / 付属のPE-11使
ORP：-1,999～1,999mV用の場合1.00～13.00pH

能 0.01pH

1mV

本体：±(0.02pH+2dgt)（23℃±5℃にて）±(0.5％rdg+2dgt)（23℃±5℃にて）度
付属pH電極（PE-11）：±0.15pH

デ ー タ 出 力 SDカード／RS232C／USB出力
使 用 環 境 0～50℃／85％RH以下（ただし結露のないこと）

電
源 単3形乾電池×6／DC9V（別売品ACアダプタ使用 型式MTVSM-932）
電 池 寿 命 約70時間（サンプリング60s、
バックライトOFF、
アルカリ電池使用）寸
法 69(W)×188(H)×45(D)mm pH電極：Φ10×130(H)mm ケーブル約2m
付

属品

pH 電極(型式PE-11)、pH4基準液（型式PH-04）、pH7基準液（型式PH-07）、ソフトケース（型式CA-05A）、SDカード(8GB)、単3形乾電池×6（お試し電池）、取扱説明書●専用ACアダプター：型式MTVSM-932 ●USBケーブル：型式USB-01 ●RS232Cケーブル：型式UPCB-02 ●専用ソフト：型式SW-E816 ●pH4基準液 ●pH7基準液 ●ORP-14電極●自動温度補正用センサ：型式TP-07 5,200円（税抜）

電気測定機器PH-230SD-PE-21 データロガー工業用PHメーター

pH・温度の測定値を記録可能なデータロガー
手の届きにくい場所での測定に便利な電極標準付属（ケーブル長5m）■ケーブル長5mの工業用pHセンサー（PE-21）を標準付属したモデル■本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーpH計■記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能■pH・ORP（センサー別売）の測定が可能■液晶バックライト付き■別売のソフトウェア（SW-E816）
やUSBケーブル（USB-01）/RS232Cケーブル（UPCB-02）
使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッ
テリー機能搭載

生活関連測定機器

希望小売価格セン

サ PH電極：PE-21
ペーハー(pH)測 定 範 囲分

解

精¥40,000（税抜） JAN 4986702303693

ORP電極：OR-14（別売）
酸化還元電位(ORP)

pH：0.00～14.00pH / 付属のPE-21使
ORP：-1,999～1,999mV用の場合1.00～13.00pH

能 0.01pH
度■測定値を固定するデータホールド機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き■用途に応じてpHセンサーを付け替えて測定が可能（付け替え用のpHセンサーは別売）■pH4、
pH7 基準液標準付属1mV

本体：±(0.02pH+2dgt)（23℃±5℃にて）±(0.5％rdg+2dgt)（23℃±5℃にて）
付属pH電極（PE-21）：±0.15pH

別売品

デ ー タ 出 力 SDカード／RS232C／USB出力
使 用 環 境 0～50℃／85％RH以下（ただし結露のないこと）
電
源 単3形乾電池×6／DC9V（別売品ACアダプタ使用 型式MTVSM-932）
電 池 寿 命 約70時間（サンプリング60s、
バックライトOFF、
アルカリ電池使用）寸
法 本体：69(W)×188(H)×45(D)mm ／ pH 電極：Φ 26×177(H)mm ケーブル約 5m
pH 電極(型式PE-21)、pH4基準液（型式PH-04）、pH7基準液（型式PH-07）、ソフト付
属品
ケース（型式CA-05A）、SDカード(8GB)、単3形乾電池×6（お試し電池）、取扱説明書●専用ACアダプター：型式MTVSM-932 ●USBケーブル：型式USB-01 ●RS232Cケーブル：型式UPCB-02 ●専用ソフト：型式SW-E816 ●pH4基準液 ●pH7基準液 ●ORP-14電極●自動温度補正用センサ：型式TP-07 5,200円（税抜）

基盤・その他別売品

43PH-201 デジタルPHメーター

シンプルな操作で使いやすいpHメーター■軽量・小型タイプのPHメーター■数値調整ボリュームを使用して簡易校正が可能■電池残量が少なくなると液晶上に「LOBAT」
表示でお知らせするローバッテリー機能搭載
希望小売価格¥15,300（税抜） JAN 4986702201678

セン
サ PH電極：PE-11
測 定 範 囲 pH：0.00～14.00pH / 付属のPE-11使用の場合1.00～13.00pH分
解
能 0.01pH
サ ン プ リ ン グ 約0.4秒/回
使 用 環 境 0～50℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）

別売品■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き■用途に応じてpHセンサーを付け替えて測定が可能（付け替え用のpHセンサーは別売）■pH7 基準液標準付属●pH4基準液 ●pH7基準液 ●PE-11：pH電極 ●専用pHセンサ各種

電源 9V形乾電池×1
電 池 寿 命 約470時間（アルカリ電池使用）
寸法 本体：70(W)×131(H)×28(D)mm pH電極：Φ10×130(H)mm ケーブル約2m
付

属品

pH電極(型式PE-11)、
pH7基準液（型式PH-07）
9V型乾電池×1（お試し電池）、取扱説明書

Measuring instrument catalogue

DO-5510HA デジタル溶存酸素計

ケーブル長約4mのプローブが付属した溶存酸素計
大気中の酸素・水中の溶存酸素のどちらも測定可能

水中の酸素量を表す溶存酸素を簡単に測定

希望小売価格セン

精¥53,000（税抜） JAN 4986702201852

サ 隔膜形ポーラログラフ式（補正温度：サーミスタ）
溶存酸素(DO)
気中酸素 (O2)測 定 範 囲 0.0～20.0mg/L
分
解能 0.1mg/L
度±0.4mg/L( 校正後 )（23℃±5℃にて）

0.0 ～ 100.0％
0.1％±0.7％ ( 校正後 )（23℃±5℃にて）

電

温度 (℃ )

0.0 ～ 50.0℃
0.1℃±0.8℃（23℃±5℃にて）●溶存酸素プローブ：型式OXPB-11●ダイヤフラム付きスペアヘッド：型式OXHD-04

源 9 Ｖ型乾電池 ×1

電 池 寿 命 約 45 時間（アルカリ電池使用）
寸法 78(W)×188(H)×38(D)mm プローブ：Φ28×175㎜ ケーブル長約4m
溶存酸素プローブ（型式OXPB-11)×1、
ダイヤフラム付スペアヘッド（型式付
属品 OXHD-04 ※2個入り)×1、
電解液（約40ml 約25回分）(型式OXEL-03)×1
ハードケース（型式CA-06）、
9V形乾電池×1（お試し電池）、取扱説明書●溶存液：型式OXEL-03

環境測定機器使 用 環 境 0～50℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）

別売品■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載■電池残量が少なくなると液晶上に「LBT」
表示でお知らせする
ローバッテリー機能搭載■5m延長ケーブルを使用し、本体とセンサープローブ間を延長可能（別売）■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き

温度測定機器■水中の酸素量を表す溶存酸素を簡単に測定■大気中の酸素濃度も測定可能■校正ボタンにて酸素濃度の簡易調整が可能■測定値の最大値/最小値、平均値を表示するMAX/MIN/AVG値表示機能搭載●5ｍ延長ケーブル：型式EXCB-05

DO-5509 デジタル溶存酸素計

ケーブル長約4mのプローブが付属した溶存酸素計
水中の酸素量を表す溶存酸素を簡単測定■軽量・小型タイプの溶存酸素計■水中の酸素量を表す溶存酸素を簡単に測定■数値調整ボリュームを使用して簡易校正が可能■電池残量が少なくなると液晶上に「LOBAT」
表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き¥39,000（税抜） JAN 4986702201685

セン
サ 隔膜形ポーラログラフ式（補正温度：サーミスタ）
測 定 範 囲 0.0～20.0mg/L
分
精解能 0.1mg/L
度 ±0.4mg/L(校正後)（23℃±5℃にて）使 用 環 境 0～50℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）（23℃±5℃）
電
源 9V形乾電池×1

別売品●溶存酸素プローブ：型式OXPB-11●ダイヤフラム付きスペアヘッド：型式OXHD-04

水質測定機器

希望小売価格

電 池 寿 命 約80時間（アルカリ電池使用）
寸法 本体：70(W)×131(H)×25(D)mm プローブ：Φ28×175mm ケーブル長約4m
溶存酸素プローブ（型式OXPB-09N)×1、
ダイヤフラム付スペアヘッド（型式付
属品 OXHD-04 ※2個入り)×1、
電解液（約40ml 約25回分）(型式OXEL-03)×1
ボリューム調整用ドライバー、
9V形乾電池×1（お試し電池）、取扱説明書●溶存液：型式OXEL-03●5ｍ延長ケーブル：型式EXCB-05

CD-4302 デジタル導電率計

電気測定機器

シンプルな操作で使いやすい導電率計
測定範囲：1.999〜19.99mS/㎝■軽量・小型タイプの導電率計■数値調整ボリュームを使用して簡易校正が可能（校正用の基準液は別売）■電池残量が少なくなると液晶上に「LOBAT」
表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き
希望小売価格¥22,000（税抜） JAN 4986702201791

測 定 範 囲 0.000～1.999mS
分
解
能 0.001mS
精
度 ±（2％F.S+1dgt）（23℃±5℃にて）
サ ン プ リ ン グ 約0.4秒/回

別売品

0.00 ～ 19.99mS
0.01mS

電
電 池 寿
寸
付
属

源 9V形乾電池×1
命 約55時間（アルカリ電池使用）
法 本体：70(W)×131(H)×25(D)mm 電極：Φ22×126mm ケーブル約1m
品 9V形乾電池×1（お試し電池）、取扱説明書

生活関連測定機器●導電率基準液：型式CD-14

YK-31SA デジタル塩分濃度計

10%までの高濃度な塩分濃度を測定できる塩分濃度計
測定範囲：1〜10%■10%までの高濃度な塩分濃度を測定できる塩分濃度計■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■測定値を固定するデータホールド機能搭載■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き
希望小売価格¥26,000（税抜） JAN 4986702201937

基盤・その他別売品

表
示 21.5㎜ 4桁LCD（デジタル表示）
測 定 範 囲 0.00～10.00％weight分
解
能 0.01％
精度 ±0.5％（23℃±5℃にて）
温 度 補 正 0～50℃（自動）サ ン プ リ ン グ 約0.4秒/回

使 用 環 境 0～50℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）
電
源 9V形乾電池×1
電 池 寿 命 約55時間（アルカリ電池使用）
寸法 本体：68(W)×199(H)×30(D)mm 電極：Φ22×126mm ケーブル約1m
付
属品 プローブ、取扱説明書

別売品●導電率基準液：型式CD-14

44

Measuring instrument catalogue

PH-222 デジタルペン型PHメーター

携帯に便利なペンタイプ、IP67対応の防塵・防水型pHメーター
測定範囲：0~14pH

温度測定機器■簡単操作のペンタイプPHメーター■基準液を使用して簡易校正が可能■本体に最大100ポイントまで測定値を記録できるデータメモリー機能搭載■自動温度補正機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■ｐH4、
pH7 基準液標準付属
希望小売価格¥14,000（税抜） JAN 4986702202323

測 定 方 式 pH ：複合電極（比較電極には銀/塩化銀電極使用）
温度：サーミスタ

デ ー タ ロ ガ 呼び出し表示機能 マニュアル：100 ポイント

分

電 池 寿 命 約 140 時間（アルカリ電池使用）

pH
測 定 範 囲 1.00～13.00pH

温度
0.0 ～ 60.0℃

精

±0.8℃

解

能 0.01pH0.1℃

度 ±0.20pH（校正後）

環境測定機器サ ン プ リ ン グ 約0.8秒/回
機

能寸

手動校正(pH4・pH7・pH10の3ポイント)、
自動温度補正、
データホールド、
MAX/
MIN表示、
オートパワーオフ、
電池消耗表示別売品●pH04基準液：型式PH-04●pH07基準液：型式PH-07

使 用 環 境 0～60℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）
電
源 単 4 形乾電池 ×4付

法 φ 40×196(H)mm

属品

約 175g（電池含む）

pH 電極 ( 型式 PE-12) ※本体に接続済、pH4 基準液、pH7 基準液、単 4 形乾電池 ×4（お試し電池）、取扱説明書●PE-12：pH電極 6,800円（税抜）

PCD-431 ペン型デジタル導電率計

携帯に便利なペンタイプ、IP67対応の防塵・防水型導電率計
測定範囲：0〜20.00mS/㎝

水質測定機器■簡単操作のペンタイプ導電率計■1台で導電率・TDS（溶解性物質）・温度測定が可能■基準液を使用して簡易校正が可能（校正用の基準液は別売）■測定値を固定するデータホールド機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
希望小売価格¥18,000（税抜） JAN 4986702302443

測 定 方 式 導電率・TDS：交流二電極法（カーボン電極）／温度：サーミスタ
測定範囲
分解能
精度
導
T

0～2,000μS
2.00～20.00mS

電

率

D

0～1,320ppm
S1,320～13,200ppm

温度 0.0 ～ 60.0℃

1μS/㎝
0.01mS/㎝±(3％F.S＋1dgt)

0.1℃

±0.8℃

1ppm
10ppm

±(3％F.S＋1dgt)

電気測定機器

別売品

自動温度補正 (0.0 ～ 60.0℃ )、ゼロ調整、簡易校正、データホールド
能 MAX/MIN 表示、オーバーレンジ表示、オートパワーオフ（約 10 分）、
電池消耗表示機

サ ン プ リ ン グ 約 0.8 秒 / 回
使 用 環 境 0～50℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）
電
源 単 4 形乾電池 ×4
電 池 寿 命 約 120 時間（アルカリ電池使用）
寸付

属

法 φ 40×176(H)mm 約 170g（電池含む）
品 単 4 形乾電池 ×4（お試し電池）、取扱説明書●導電率基準液：型式CD-14

PSA-311 ペン型デジタル塩分濃度計

携帯に便利なペンタイプ、IP67対応の防塵・防水型塩分濃度計
測定範囲：0〜12%■簡単操作のペンタイプ塩分濃度計■12%までの高濃度な塩分濃度を測定可能■測定値を固定するデータホールド機能搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載

生活関連測定機器

希望小売価格測 定 方 式 交流二電極法（カーボン電極）（補正温度：サーミスタ）
測 定 範 囲 0.00～12.00％weight分
解
能 0.01％
精度 ±0.5％
サ ン プ リ ン グ 約0.8秒/回機

基盤・その他別売品

45¥25,000（税抜） JAN 4986702302450

能自動温度補正（0.0～50.0℃）、
データホールド、
MAX/MIN表示
オーバーレンジ表示、
オートパワーオフ(約10分)、
電池消耗表示使 用 環 境 0～50℃／80％RH以下（ただし結露のないこと）
電
源 単 4 形乾電池 ×4
電 池 寿 命 約 95 時間（アルカリ電池使用）
寸法 φ 40×176(H)mm 約 170g（電池含む）
付
属
品 単 4 形乾電池 ×4、取扱説明書

Measuring instrument catalogue

YK-23RP デジタルORPメーター

シンプルな操作で測定が可能なORPメーター
測定範囲：−1999〜1999mV

希望小売価格¥26,000（税抜） JAN 4986702201869

測 定 範 囲 －1999mV～1999mV
分
精

解

電

能 1mV
度 ±(0.8%rdg+1dgt)

源 9V形乾電池×1

電 池 寿 命 約270時間（アルカリ電池使用）
寸法 本体：68(W)×206(H)×30(D)mm 電極：Φ12×150(H)mm ケーブル約3m
ORP 電極（型式 ORP-14）
、研磨紙
付
属
品
9V 形乾電池 ×1（お試し電池）、取扱説明書サ ン プ リ ン グ 約0.4秒/回機

温度測定機器■液体が他の物体を酸化もしくは還元させる力の強弱を確認可能■電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載■読み取り値を固定するデータホールド機能搭載■無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載■本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き

能 データホールド、
電池消耗表示環境測定機器One Point Advice 水質測定

1 pHとは… pHとは水溶液中の酸や、アルカリ度合いを表す単位で、水溶液中の水素イオン(H+)が基準になります。
中性PH値

水道水のpH値5.8以上8.6以下

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
酸性

アルカリ性

アルカリ性
ヌルヌルして苦い
赤色リトマス紙を青く変える
炭酸ガスをよく吸収する

水質測定機器

すっぱい
青色リトマス紙を赤く変える
鉄、スズ、亜鉛などの金属と反応して水素をだす。

2 溶存酸素DOとは… 溶存酸素DO(dissolved oxygen:)とは、水中に解けている酸素量(mg／ｌ)のこと。
水の浄化作用（水域の汚染指標）の重要な指標です。

きれいな水は溶存酸素が多く、有機物の多い汚水では有機物の分解に酸素が消費されて、溶存酸素は少なくなります。
（20℃の純水の飽和溶存酸素量は 8.84mg ／ l です）
溶存酸素が 2mg ／以下（環境保全上の規準）になると悪臭がして、魚が棲めなくなります。好気性微生物が活動できなくなり、嫌気性分解が起こり、硫化水素やメルカプタンなどの悪臭物質が発生します。
が生じます。

3 導電率とは…

読んで字の如く、電気の流れやすさを表し、値が大きければ大きいほど電流が流れやすいということです。
水溶液中に不純物（水中の無機イオン）が混ざっていれば電流が流れやすくなるため、この値は大きくなります。
純水の中には電気を伝えることのできる物質が存在しないため、電気が流れません。いろいろな物質が水中に溶け込むと電気が流れやすくな
導電率の高い水ほどイオン（電解質）を多く含んでいるということになります。
イオンが多いということを水が汚れていると考えれば、導電率は水の汚れの指標とも言えます。

は水に溶けやすくなります。
冬は河川や湖沼の溶存酸素は高くなります。
海水は塩分濃度が高いために、河川や湖沼に比べて溶存酸素はいくぶん低くなります。水中の生物は、酸素量の増減に対して非常に敏感で、魚介類が生存するためには 3mg ／ l 以上必要です。

導電率が低い（0 に近い）電気が流れにくい

水中の不純物が少ない

導電率が高い（数値が多い）電気が流れやすい

水中の不純物が多い

雨水

10～30μS／cm

河川の上流水50～100μS／cm

河川の下流水200～400μS／cm

生活関連測定機器

り、導電率は高くなります。

水温が高くなれば、酸素は水に溶けにくくなり、水温が低くなると酸素

電気測定機器農業用水としては、溶存酸素 5mg ／ l 以下では根ぐされなどの障害

飽和溶存酸素量は水温、気圧塩分などに影響されます。

不純物が何であるのかを具体的に限定することは出来ません。導電率の値は、温泉や鉱泉、海水が入る河川は高くなります。

4 ORPとは…

ORP（酸化還元電位）とは、ある物質が他の物質を酸化する力あるいは還元する力の強弱を表すものです。
酸化還元電位が高ければ高いほど酸化還元電位力は強く、鉄が錆びるの基盤・その他別売品と同じように生体でも酸化は老化などの原因で、人間の体液と同じレベ
ルの酸化還元電位を持つ水が体に好ましいと言われています。
右図は各種の水の特性を示したものです。

46

電気測定機器
Electricalmeasuring
instrument

オシロスコープ
デジタルマルチメーター
アナログマルチテスター
絶縁抵抗計
検電器・導通チェッカー
LAN ケーブルテスター
クランプメーター
自動車関連測定機器
LCR メーター
パネルメーター47

Measuring instrument catalogue

MT-775 フルカラーハンディオシロスコープ

デジタルマルチメーター機能搭載のハンディタイプオシロスコープ
周波数帯域60MHz

希望小売価格

L C D

仕¥98,000（税抜） JAN 4986702201968

様 3.8インチカラーLCD

入 力 チ ャ ン ネ ル 数 2チャンネル＋デジタルマルチメータ機能(RMS)
周 波 数 帯 域 60MHz
サ ン プ リ ン グ 250MS/S

チ ャ ン ネ ル 数 2チャンネル

カ ッ プ リ ン グ AC・DC
入力インピーダンス 1MΩ±2％

用

電

電

圧 400mV ～ 1000V

直

流

電

流 40mA ～ 10A

交

流

電

静

電

容

流

電

抵

並列接続15pF±5pF

寸

ト
リ
ガ
ー エッジ（ノーマル・シングルショット・オート）、ビデオ
最 大 レ コ ー ド 長 入力ごとに、
6000ポイント
使流

付

源 ACアダプター、
充電式リチウム電池（付属）

圧 4V ～ 750V

±1％ +2dgt±1％ +3dgt(4 〜 400V) ±1.5％ +3dgt(750V)±1.5％ +1dgt(40 〜 400mA)±3％ +3dgt(10A)±1.5％ +3dgt(40mA) ±2％ +1dgt(400mA)
流 40mA ～ 10A±5％ +3dgt(20A)
量 51.2nF ～ 100 μ F ±3％ +3dgt±1％ +3dgt(400 Ω ) ±1.0％ +1dgt(4K Ω〜 4M Ω )抗 400 Ω～ 40M Ω±1.5％ +3dgt(40M Ω )法 115(W)×180(H)×40(D)㎜ 約645g

環境測定機器

電 圧 軸 レ ン ジ 5mV／div～5V／div
時 間 軸 レ ン ジ 5ns／div～5s／div

携帯用アルミケース

直交

温度測定機器■ハンディタイプのオシロスコープ■充電式リチウム電池内蔵■USB通信機能搭載でPCへデータ転送可能■PCにて専用アプリケーションでデータ解析可能■フルカラー表示■真の実効値対応の4000カウントテスター機能搭載

PC操作用CD-R・USBケーブル・携帯用アルミケース・オシロ用プローブ×2
品 校正用プローブ×1・ACアダプター・20A測定用アダプター
キャパシタンス測定用アダプター・取扱説明書

属MT-4510 デジタルマルチメーター / MT-4520 PC対応デジタルマルチメーター
静電容量、
周波数も測定可能な多機能4000カウントデジタルマルチメーター
PCへのデータ転送可能（MT-4520）※PC接続キット標準付属MT-4510 希望小売価格 ¥5,500（税抜）MT-4520 希望小売価格 ¥8,800（税抜）
D
A

C
C

D
A

C
C

静

電

周

波

容

JAN 4986702202033
JAN 4986702202040
デ ュ ー テ ィ ー 比 0.1％～99.9％電
源 9V形乾電池×1

400Ω／4kΩ／40kΩ／400kΩ／4MΩ／40MΩ
量 40nF／400nF／4μF／40μF／400μF／4000μF

付

電
寸

池

寿

属

命 約140時間
法 98(W)×180(H)×39(D)㎜、テストリード長 約800㎜ 約310g（電池含む）
品

数 9.999Hz～10MHz●直流クランプアダプター

型式：LAD-240：DC O～200A

希望小売価格¥17,000（税抜） ●携帯ケース

型式：SC4510

テストリード・9V形乾電池×1本（お試し電池）
・取扱説明書パソコン接続キット（MT-4520のみ）●テストピン

型式：T-2●ワニ口クリップ

型式：C-123

電気測定機器別売品

Ω

別売品：直流クランプアダプター（型式：LAD-240）

V 400mV／4V／40V／400V／1000V
V 400mV／4V／40V／400V／750V

A 400μA／4000μA／40mA／400mA／4A／10A
A 400μA／4000μA／40mA／400mA／4A／10A

水質測定機器■USB通信機能搭載でパソコンへデータ転送可能（MT-4520のみ）■電圧・電流レンジにMAX値／MIN値表示機能搭載■静電容量・周波数・デューティー比の測定が可能■データホールド機能搭載■指示板日本語表示■直流クランプセンサの接続が可能（別売品：LAD-240）※P61参照DT9602R+ PC対応デジタルマルチメーター

PCへのデータ転送可能な多機能6000カウントデジタルマルチメーター
真の実効値測定■多機能6000カウントバーグラフ付きのデジタルマルチメーター■温度測定レンジ搭載で温度測定も可能(k熱電対センサ付属)■USB通信機能搭載でパソコンへデータ転送可能■電圧・電流レンジにMAX値/MIN値表示機能搭載■データホールド機能搭載■静電容量・周波数・デューティー比の測定が可能■直流クランプセンサの接続が可能（別売品：LAD-240）

C
C
C
C

静
周

電

別売品

Ω
波

容

¥11,000（税抜） JAN 4986702202293

V 400mV／4V／40V／400V／1000V
V 400mV／4V／40V／400V／750V
A 400μA／4000μA／40mA／400mA／4A／10A
A 400μA／4000μA／40mA／400mA／4A／10A
400Ω／4kΩ／40kΩ／400kΩ／4MΩ／40MΩ
量 40nF／400nF／4μF／40μF／400μF／4000μF
数 9.999Hz～10MHz●直流クランプアダプター

生活関連測定機器

希望小売価格DA
DA

別売品：直流クランプアダプター（型式：LAD-240）

型式：LAD-240：DC O～200A

希望小売価格デ ュ ー テ ィ ー 比 0.1％～99.9％電
源 9V形乾電池×1
電池
寿
命 約70時間(アルカリ電池)
寸
法 98(W)×180(H)×39(D)㎜、テストリード長 約800㎜ 約310g（電池含む）
付¥17,000（税抜） ●携帯ケース

属品

型式：SC4510

テストリード・9V形乾電池×1本（お試し電池）
・取扱説明書パソコン接続キット（MT-4520のみ）●テストピン

型式：T-2●ワニ口クリップ

型式：C-123※P61参照基盤・その他別売品

MT-2060 デジタルマルチメーター

2000カウントベーシックモデル K熱電対温度センサー付属で温度測定も可能■マニュアルレンジ■DC10Aレンジ搭載■k熱電対温度測定レンジ搭載■専用ビーズ型k熱電対センサー付属■データホールド機能搭載
希望小売価格

D
A
D

C
C
C

別売品

Ω

●テストピンオープン

JAN 4986702101145

V 200mV／2V／20V／200V／600V
V 200V／600V
A 200μA／2mA／20mA／200mA／10A
200Ω／2kΩ／20kΩ／200kΩ／20MΩ
型式：T-2●ワニ口クリップ

型式：C-123※P61参照温 度 測 定 範
電
電
池
寿
寸

囲 －20℃～750℃（※取り付けるセンサにより測定範囲が変わります。
）
源 9V 形乾電池 ×1
命 約200時間(アルカリ電池)
法 72(W)×138(H)×38(D)㎜ 約 150g

48

Measuring instrument catalogue

MT-4090 カード型デジタルマルチメーター

多機能2000カウントデジタルマルチメーター
電源切り忘れ防止構造

温度測定機器■AC・DC200mAレンジ搭載のカード型マルチメーター■データホールド機能搭載■MAXホールド機能搭載■オートパワーオフ■指示板日本語対表示■テストリードを収納できるケース一体型
希望小売価格
D
A
D
A

C

オープン

JAN 4986702101275

V 200mV／2V／20V／200V／600VC
C

V 200mV／2V／20V／200V／600V
A 20mA／200mAC

電
電

A 20mA／200mA

別売品●テストピン

型式：T-2●ワニ口クリップ

型式：C-123寸Ω
池200Ω／2kΩ／20kΩ／200kΩ／2MΩ／20MΩ

寿

源 CR2032×1
命 約85時間法 77(W)×118(H)×16(D)㎜

ケーブル約 500㎜

※P61参照環境測定機器MT-4095 カード型デジタルマルチメーター

多機能6000カウントデジタルマルチメーター
電源切り忘れ防止構造■MAXホールド機能搭載■オートパワーオフ■指示板日本語対表示■テストリードを収納できるケース一体型■AC・DC600mAレンジ搭載のカード型マルチメーター■静電容量・周波数・デューティー比の測定が可能■偏差測定機能搭載■データホールド機能搭載
希望小売価格水質測定機器

D
A
D
A

C
C

C
C

オープン

JAN 4986702101152

V 600mV／6V／60V／600V
V 6V／60V／600V

静
周

A 60mA／600mA
A 60mA／600mAΩ

電
電

600Ω／6kΩ／60kΩ／600kΩ／6MΩ／60MΩ

別売品●テストピン

型式：T-2●ワニ口クリップ

型式：C-123

寸

電

池

波

容

寿

量 40nF／400nF／4μF／40μF／400μF／4000μF
数 1Hz ～ 10MHz

源 CR-2032(3V)×1
命 約200時間

法 77(W)×118(H)×17(D)㎜

約 105g※P61参照MT-4081J カード型マルチメーター

4000カウントオールインワンカード型マルチメーター

電気測定機器■軽量・薄型のカード型マルチメーター■相対値測定機能搭載■静電容量・周波数・デューティー比の測定も可能■データホールド機能搭載■指示板日本語表示■テストリードを収納できる専用ケース付き
希望小売価格

D
A

C
C

周
静

電

Ω
波

容

別売品

●テストピン

JAN 4986702303464

V 4V／40V／400V／600V
V 4V／40V／400V／600V
400Ω／4kΩ／40kΩ／400kΩ／4MΩ／40MΩ
数 99.9Hz／0.999kHz／9.99kHz／99.9kHz
量 4.000nF／40.00nF／400.0nF／4.000μF／40.00μF／100μF
型式：T-2●ワニ口クリップ

型式：C-123

デューティー比 0.1% ～ 99.9%
その他 導通テスト・ダイオードテスト
電源 CR2032×1
電 池 寿 命 約95時間
寸法 57(W)×110(H)×11(D)㎜ ケーブル約 450㎜

※P61参照

生活関連測定機器

MT-4050 カード型マルチメーター

4000カウントデジタルマルチメーター
使いやすい軽量・薄型タイプ■軽量・薄型のカード型マルチメーター■オートパワーオフ機能搭載■オートレンジ設定■導通ブザーレンジ搭載■テストリードを収納できる専用ケース付き
希望小売価格基盤・その他別売品

49

オープン

D
A

C
C

別売品

Ω

●テストピンオープン

JAN 4986702201296

V 400mV／4V／40V／400V／450V
V 4V／40V／400V／450V
400Ω／4kΩ／40kΩ／400kΩ／4MΩ／40MΩ
型式：T-2●ワニ口クリップ

型式：C-123※P61参照

電
電
寸

池

寿

源 LR44×2（本体内蔵、お試し電池）、
取扱説明書、
手帳型ケース命 約70時間法 55(W)×108(H)×12(D)㎜ ケーブル約500㎜ 約91g
（電池、ケース含む）

Measuring instrument catalogue

MT-33 アナログマルチテスター

大型な指示板で測定結果を読み取りやすいアナログテスター
バッテリーチェック、
導通ブザーレンジ搭載

希望小売価格DA
DC¥5,000（税抜）

JAN 4986702303655

V 0.1/2.5/10/50/250/1000V(内部抵抗：20kΩ/V)CC

使 用 環 境 0～40℃／75％RH以下(結露のないこと)

V 10/50/250/1000V(内部抵抗：9kΩ/V)A 50μ/2.5m/25m/250m/10A

Ω
2k/20k/200k/2M/200MΩ
バッテリーテスト 1.5V（単1～単3、LR-43、
LR-44）

導 通 チ ェ ッ ク 導通チェック：10Ω以下鳴動ON
精

別売品●テストピン

型式：T-2●ワニ口クリップ

保 存 環 境 -10～50℃／80％RH以下(結露のないこと)
電
源 単3形乾電池×2
寸付

100Ω以上鳴動OFF

法 108(W)×157(H)×40(D)㎜、テストリード長 約700㎜

属

左記以外：±3％

型式：C-123●テストリード

型式：TL-33●携帯ケース品

約325g（電池含む）

テストリード、
単3形乾電池×2、
ヒューズ0.5A/250V×1(本体内蔵)、ヒューズ
10A/250V×1(本体内蔵)、
スペアヒューズ各1

型式：HC-33

環境測定機器DC V：0.1V：最大目盛値の±5％AC V：最大目盛値の±4％度
DC A：最大目盛値の±3％Ω：目盛りの長さの±3％温度測定機器■スペアヒューズ付き■読み取り誤差が少ないミラー付き■導通チェック 約100Ω以下でブザー音※P61参照MT-4B アナログミニテスター

ミニサイズのアナログマルチテスター
導通ブザー、
バッテリーテストレンジ搭載

希望小売価格

D
A
D

C
C

C

¥2,400（税抜）

JAN 4986702101268

V 10V／50V／250V／500V
V 10V／50V／250V／500V

Ω

別売品●テストピン

導 通 チ ェ ッ ク 20 Ω以下鳴動 ON 100 Ω以上鳴動 OFF
バ ッ テ リ ー テ ス ト 1.5V
（単1～単5）／9V（積層電池）

A 0.5ｍA／50ｍA／250ｍA
1kΩ
型式：T-2●ワニ口クリップ

型式：C-123

水質測定機器■軽量・小型のアナログテスター■読み取り誤差が少ないミラー搭載■導通チェック約20Ω以下でブザー音

電寸

源 単3形乾電池×1
法 69(W)×100(H)×32(D)㎜、テストリード長 約 600㎜

※P61参照電気測定機器MT-3H ホームチェッカー

簡単に使える家庭用アナログマルチテスター
レンジ設定に便利なイラスト表示■軽量・小型の家庭用アナログテスター■イラスト表示でレンジ設定がわかりやすい■導通チェック約20Ω以下でブザー音
希望小売価格¥2,400（税抜）

JAN 4986702101251

別売品●テストピン

型式：T-2●ワニ口クリップ

型式：C-123

生活関連測定機器

D
C
V 30V
A
C
V 150V／300V
電 池 チ ェ ッ ク 1.5V（単1～単5）／1.5Vボタン電池／9V（積層電池）

導 通 チ ェ ッ ク 20Ω以下鳴動ON 100Ω以上鳴動OFF
電
源 単3形乾電池×1
寸
法 69(W)×100(H)×32(D)㎜、テストリード長 約 600㎜ 約 135g（電池含む）※P61参照基盤・その他別売品

50

Measuring instrument catalogue

MT-2401 / MT-2402 デジタル絶縁抵抗計

250V / 500V / 1000Vの定格測定電圧を発生できるデジタル絶縁抵抗計

温度測定機器■3レンジ絶縁抵抗計■データホールド機能搭載■大型液晶、
バーグラフ表示■測定値のメモリー機能搭載■キャリングケース付き

MT-2401 希望小売価格 ¥18,000（税抜） JAN 4986702101244
MT-2402 希望小売価格 ¥18,000（税抜） JAN 4986702101237
型式 MT-2401

型

定格測定電圧 250V／500V／1000V
測 定 レ ン ジ 4.000MΩ※
40.00MΩ

分

精

解

能 1kΩ

度 ±(3.5％rdg+8dgt)

最大出力電流 160mA
交 流 電 圧 (ACV) 600V 分解能：1V

400.0MΩ

10kΩ

100kΩ

2000MΩ

1MΩ

±(5.0％ rdg+8dgt)

精度：±(3.5％rdg+8dgt)

環境測定機器

導通チェック 400Ω（分解能：0.1Ω）／20Ω以下鳴動ON
電
源 単3形乾電池×860Ω以上鳴動OFF

付法 160(W)×100(H)×45(T)㎜

属

品

精

解

能 1kΩ

度 ±(3.5％rdg+8dgt)

最大出力電流 160mA
交 流 電 圧 (ACV) 600V 分解能：1V

400.0MΩ

10kΩ

100kΩ

2000MΩ

1MΩ

±(5.0％ rdg+8dgt)

精度：±(3.5％rdg+8dgt)

60Ω以上鳴動OFF

電 池 寿 命 約20時間(500V印加時、アルカリ電池使用)

約380g（電池含む）

寸ラインアーステストリード 1 組、ハードケース
単3形乾電池(1.5V)×8 本（お試し電池）、取扱説明書DT-48 低圧用交流検電器

分

導通チェック 400Ω
（分解能：0.1Ω）／20Ω以下鳴動ON
電
源 単3形乾電池×8

電 池 寿 命 約10時間(1kV印加時、アルカリ電池使用)
寸式 MT-2402

定格測定電圧 125V／250V／500V
測 定 レ ン ジ 4.000MΩ※
40.00MΩ

付

法 160(W)×100(H)×45(T)㎜

属

品

約380g
（電池含む）

ラインアーステストリード 1 組、ハードケース
単3形乾電池(1.5V)×8 本（お試し電池）、取扱説明書被覆の上から検電、
LEDとブザーで検知する低電圧用交流検電器
使用電圧範囲：AC50〜600V■被覆の上から検電が可能な検電器■LEDとブザーで検知■感度調整ボリューム付き

水質測定機器

希望小売価格¥2,200（税抜）

JAN 4986702202309

チェック範囲 AC50～600V（50Hz／60Hz）
対 象 電 線 被覆線
機

使 用 環 境 0℃〜40℃
電源 LR44×2

能 電圧検知時LED+ブザーでお知らせ

感 度 調 節電 池 寿 命 約6時間
（鳴動の合計時間）
寸
法 27( Ｗ )×146(H)×31( Ｄ）㎜

感度調節ボリューム付き※感度は測定する電圧・電線の種類により異なります。

DT-37 導通チェッカー付

属

約 35 ｇ（電池含む）

品 LR44×2（お試し電池、本体内蔵）

電気測定機器

コード等の断線、
配線チェックに最適
騒音環境でも確認しやすい大きなメロディ音とLEDで導通をお知らせ■軽量・小型の導通チェッカー■導通チェックに特化したテスターなのでシンプル簡単操作■メロディ音とLEDで導通をお知らせ
希望小売価格¥2,600（税抜）

JAN 4986702303853

チ ェ ッ ク 範 囲 約 50 Ω以下で動作 LED、メロディ、LED+ メロディで導通をお知らせ
動 作 電 圧 電源電圧約 2.1V 以上、約 4.5V 以下

生活関連測定機器
基盤・その他別売品

51

湿度80%RH以下

消

費

電

使
保

用
存

環
環

別売品

電
源 単4形乾電池×3
電 池 寿 命 LED+メロディ：約13時間（アルカリ電池使用）※鳴動の合計時間
ケ ー ブ ル 長 ケーブル約1.1m
寸法 58(W)×95(H)×16(D)㎜ ケーブル約1.1m 約85g
（電池含む）
付属
品 テストリード保護キャップ、単4形乾電池×3（お試し電池）LED 最大約 26mA、LED+ メロディ最大約 100mA、メロディ最大約 100mA
境 0～40℃／75％RH以下(結露のないこと)
境 -10～50℃／80％RH以下(結露のないこと)流●ワニ口クリップ

型式：C-123※P61参照DT-50 ハイブリッド車（HEV）・電気自動車（EV）用検電チェッカー

ハイブリッド車、
電気自動車の漏電を簡単にチェック
制御系低電圧・動力系高電圧の測定が可能■数値とブザーとLEDで漏電をお知らせ■救助活動の際、漏電の有無を簡単にチェック■EV・HV・PHV車の電圧値を簡単に測定可能■制御系定電圧・動力系高電圧の測定が可能■セルフテスト機能付き
希望小売価格オープン

JAN 4986702303723

表
示 3 桁 LCD 表示
測 定 範 囲 0～600V（オートレンジ）（610以上 OL 表示）
分
解
能 0.00～9.99V（0.01V）、
10.0～99.9V（0.1V）、
100～600V（1V）
絶 縁 抵 抗 検知部 － 接地部間（500V 0.4MΩ）
絶 縁 耐 圧 検知部 － 接地部間(AC1000V 1分間)
漏 電 サ イ ン 電圧6.01V以上検出時、
LED点滅（1秒間隔）
・ブザー音（1秒間隔 ピッピッピ）
動 作 電 圧 6V±1V

セルフテスト機能 内蔵電池電圧を表示しテストリードの断線とブザー音をチェック
使 用 環 境 0 ～ 40℃／ 90％ RH 以下 ( 結露のないこと )電
源 CR2025×1
電 池 寿 命 約 8 時間
寸付

本体：48(W)×166(H)×24(D)㎜ テストピン：約φ 2㎜ ×11.5㎜
ケーブル約 1.5m 約 43 ｇ ( 電池含む）
品 専用ソフトケース、CR2025×1（お試し電池）、取扱説明書
法属

Measuring instrument catalogue

MT-119 微弱電流用交流／直流デジタルクランプメーター
真の実効値測定モデル
微弱電流測定に最適なDC5000ｍAレンジ搭載

希望小売価格表

示 最大5000カウント
レンジ
5000mA¥33,000（税抜） JAN 4986702101367

文字高10㎜
分解能
1mA

C

A 50A

A

C

5000mA
A 50A

1mA

0.01V
0.1V

0.01A

0.01A

100A

D

C

50V
V
300V

A

C

V

別売品

●テストピン

50V

0.01V

300V

型式：T-20.1V●ワニ口クリップ

型式：C-123

精度±(1.8％＋5dgt)±(5.0％＋5dgt)±(1.8％＋5dgt)±(5.0％＋5dgt)±(1.0％＋2dgt)±(1.2％＋5dgt)

レンジ

分解能

50kΩ

10Ω

500Ω
5kΩ

Ω

0.1Ω
1Ω

500kΩ

導 通 チ ェ ッ ク 120Ω以下でブザー音
サ ン プ リ ン グ 2回／秒
オートパワーオフ 最終操作の約30分後
被 測 定 導 体 径 最大Ф13㎜
使 用 環 境 温度：0～40℃
電
電
寸
付

池

寿
属

精度
±(1.0％＋2dgt)

100Ω

環境測定機器D

100A

温度測定機器■5000カウント微弱電流用交流/直流クランプメーター■暗所での作業に便利なLEDライト+液晶バックライト付き■ボタン一つでゼロ調整可能■AC・DC電圧・抵抗の測定も可能■導通チェック機能付搭載■データホールド・MAX値/MIN値表示機能搭載■測定導体径：最大13㎜

湿度：80％RH以下（結露のないこと）源 単4形乾電池(1.5V)×2

命 ACAレンジ30時間、ACVレンジ60時間、DCVレンジ100時間(アルカリ電池)

法 69(W)×220(H)×35(D)㎜ 約207g（電池含む）
・取扱説明書品 携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本（お試し電池）※P61参照MT-120 交流／直流デジタルクランプメーター■AC・DC電流／電圧・抵抗を測定可能■導通チェック機能搭載■データホールド機能搭載■測定導体径：最大25㎜■6200カウント交流/直流クランプメーター■突入電流のピークを測定可能なピークホールド機能搭載■暗所での作業に便利な液晶バックライト付き■ボタン一つでゼロ調整可能
希望小売価格表

示 最大6200カウント
レンジ

DC A ／ AC A
C
C

動
安

作
全

文字高10㎜
分解能

V 600V
V 600VΩ
1000 Ω
導 通 チ ェ ッ ク 単4形乾電池(1.5V)×2

別売品

方
規

●テストピン¥19,800（税抜） JAN 4986702101411

0.01A
0.1A
0.1V
0.1V

0.1Ω

精度

±(2％＋5dgt)±(3％＋ 5dgt)±(1％＋2dgt)±(1.2％＋ 5dgt)±(1％＋ 2dgt)

法 二重積分方式
格 IEC61010 CATⅢ600V
型式：T-2●ワニ口クリップ

被 測 定 導 体 径 最大Ф25㎜
レ ン ジ 切 替 オートレンジ

サ ン プ リ ン グ 約3回／秒
オートパワーオフ 最終操作の約30分後
使 用 環 境 温度：0～40℃
湿度：80％RH以下（結露のないこと）
保
電
電
寸
付

型式：C-123

存

環

池

寿
属

電気測定機器

D
A

60A
600A

水質測定機器真の実効値測定モデル
AC/DC600Aレンジ

境 温度：－10～50℃
湿度：80％RH以下（結露のないこと）源 単4形乾電池(1.5V)×2

命 連続使用時間約50時間(アルカリ電池)
法 70(W)×210(H)×35(D)㎜ 約260g（電池含む）
・取扱説明書品 携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本（お試し電池）※P61参照One Point Advice テスタの上手な使い方

1 アナログマルチテスタの許容差とデジタルマルチテスタの確度の違いについて
測定例

アナログテスタ

デジタルテスタ

交流電圧の許容差は最大目盛値の±5％以内
250VレンジにてAC100Vを測定した場合、許容差は測定値に対して±12.5V、従って真値は100±12.5Vとなります。

交流電圧の確度は1％±5dgt
400VレンジにてAC100Vを測定した場合、測定誤差は測定値に対して±1.5V、従って真値は100±1.5Vとなります。

生活関連測定機器

アナログマルチテスタの許容差と、デジタルマルチメータの確度は「測定数値の正確さの仕様」です。
アナログでは、最大目盛値に対する許容差を測定誤差とし、デジタルでは、測定値に対する確度が測定誤差となっています。

2 デジタルテスタの数字のばらつきについて

テストリードをつないで短絡させた時の表示が0又は0から±1～3カウントのところで落ち着けば正常です。
デジタルマルチメータは一般的に内部インピーダンスが高く、テストリードをつながないオープン状態では微少なノイズ等を拾い表示が安定しません。

電圧を測定する場合は、図 1 のように電圧計（測このため、多くの場合図 3 のように予め回路に定器）を回路に並列に当てれば良いので、回路を抵抗を接続しておき、その抵抗両端の電圧降下変更する必要がありません。

を測定することで、電流の測定を電圧の測定に基盤・その他別売品

3 電圧・電流の測定について置き換えることが広く行われています。このときの抵抗はシャント抵抗と呼ばれます。
また、大きな電流を感度の高い電流計で測定すこれに対して、電流の測定では図 2 のように電る場合は、図 4 のように二つの抵抗を使って電流計を回路を回路に直列に接続する必要があるの流の通路を二手に分け、その比率と電流値を算

で、回路を一度切断しなければなりません。

出します。

さらに、測定が終われば、切断した箇所を接続しこの方法は、分流器と呼ばれ、テスタ（回路計）

直さなければならず、電圧の測定と比べて面倒です。

などで多用されています。

52

Measuring instrument catalogue

QT-4400 交流／直流デジタルクランプメーター
使いやすい軽量・小型タイプ
AC/DC400Aレンジ

温度測定機器■軽量・小型タイプ■オートレンジでAC/DC400A、450V測定■オートゼロ調整機能搭載■データホールド機能搭載■導通チェック機能搭載■測定導体径：最大25㎜
希望小売価格
D

C

A

A

C

A

A

C

V

D

C

V

Ω

環境測定機器別売品●テストピン¥22,000（税抜） JAN 4986702101121

レンジ

分解能

400A

0.1A

0～400A
±3.0％＋3dgt

450V

0.1V

±2.0％＋3dgt

400 Ω

0.1Ω

導通ブザー＜ 50 Ω

型式：T-2●ワニ口クリップ精度

型式：C-123

測 定 導 体 径 Max.Ф25㎜
電
電
寸

池

寿

源 単4形乾電池(1.5V)×2
命 約20時間(アルカリ電池)

法 48(W)×175(H)×33(D)㎜

約150g※P61参照MT-400A 交流デジタルクランプメーター
使いやすい軽量・小型タイプ
AC/DC400Aレンジ■軽量・小型タイプ■オートレンジでAC/DC400A、450V測定■オートゼロ調整機能搭載■データホールド機能搭載■導通チェック機能搭載■測定導体径：最大25㎜

水質測定機器

希望小売価格
A

C

A

A

C

V

D

C

電気測定機器別売品●テストピン

V

型式：T-2

レンジ
400A
4V
40V

450V
500V

400mV
4V
40V
450V
500v

●ワニ口クリップ¥7,800（税抜）

JAN 4986702101138

分解能
100mA

精度
±4.0％＋ 5dgt

1mV
10mV

±2.3％＋ 5dgt

100mV
1V

100μV
1mV
10mV
100mV
1V

型式：C-123±1.3％＋ 2dgt

Ω

レンジ
400Ω

分解能
0.1Ω

400kΩ
4MΩ

100Ω
1kΩ

4kΩ
40kΩ

40MΩ
導 通 チ ェ ッ ク 導通ブザー＜50Ω

測 定 導 体 径 Max.Ф25㎜
電
源 単4形乾電池(1.5V)×2
電 池 寿 命 約100時間(アルカリ電池)
寸

法 48(W)×175(H)×33(D)㎜

1Ω
10Ω

10kΩ

精度
±2.0％＋ 4dgt
±2.0％＋ 2dgt
±2.0％＋ 4dgt

約150g

※P61参照MT-600A 交流デジタルクランプメーター
挟みやすい両開き式クランプ
AC300/600Aレンジ■3200カウントバーグラフ付き交流クランプメーター■AC・DC電圧測定可能■導通チェック機能付搭載■データホールド機能搭載■測定導体径：最大42㎜

生活関連測定機器
基盤・その他別売品

53

希望小売価格

A

C

A

C

D

C

別売品

●テストピン

レンジ
300A
600A
3V
30V
V
300V
750V
300mV
3V
V 30V
300V
750V

分解能
0.1A
1A
1mV
10mV
100mV
1V
100μV
1mV
10mV
100mV
1V

A

型式：T-2¥7,500（税抜）●ワニ口クリップ

型式：C-123

JAN 4986702201951
精度±2.0％＋ 5dgt

±2.0％＋ 4dgt

±1.5％＋ 2dgt

※P61参照

レンジ
分解能
Ω
300Ω
0.1Ω
導 通 チ ェ ッ ク 導通ブザー＜20Ω
測 定 導 体 径 Max.Ф42㎜
電源 LR-44（1.5V）
ボタン電池×2
電 池 寿 命 約100時間
寸
法 65(W)×184(H)×23(D)㎜ 約120g

精度±2.0％＋ 4dgt

Measuring instrument catalogue

MT-35BF ブレーキフルードテスター

ブレーキフルードの劣化度を3段階（緑・黄・赤）の色分けで判定■ブレーキフルードのは水溶性のため水分を含むとブレーキが効きづらくなります。
■ブレーキフルードの水分含有量を測定し劣化度を判定（良好・交換・即交換の3段階）

測 定 機 能オープン

ブレーキフルードは水溶性の原料を使用しているため空気中の水分を吸収する性質があります。ブレーキフルードの水分の含量を測定し判定します。

緑色：“良好”を表示、水分1.5％以下を示します。
測 定 レ ン ジ 黄色：“注意”を表示、水分1.5％～3％未満を示し、早めのフルードの交換を要します。
赤色：“危険”を表示、水分3％以上を示し、早急にフルードの交換を要します。

温度測定機器

希望小売価格JAN 4986702101282

電
寸付

源 9V形乾電池×1

法 98(W)×148(H)×36(D)㎜、テストリード長 約 900㎜ 約 220g（電池含む）
品 テストリード・専用ケース・9V 形乾電池 ×1 本（お試し電池）
・取扱説明書属

環境測定機器MT-600 デジタル・ガソリンエンジンタコメーター

ガソリンエンジンのハイテンションコード
（プラグコード）に接続するだけで回転数を測定可能■軽量・小型のタコメーター■非接触で回転数を測定可能■2サイクルエンジン／1〜6気筒対応■4サイクルエンジン／1〜6気筒、8気筒対応■測定値の最大値表示機能搭載
希望小売価格

気筒数
1
2
3

4

4
5
6
8

測定範囲 (rpm ／ min)100 ～ 19990
100 ～ 19990
100 ～ 19990
100 ～ 15000
100 ～ 12000

サイクル

精度

100 ～ 10000
100 ～ 7500

電

電
寸

池

測定範囲 (rpm ／ min)100 ～ 19990

4
5100 ～ 7500
100 ～ 6000

2
3

2

±1％

気筒数
1

寿

100 ～ 15000
100 ～ 10000

精度

水質測定機器サイクル¥23,000（税抜） JAN 4986702201777±1％

6
100 ～ 5000
源 単4形乾電池(1.5V)×2

命 約1000時間(アルカリ電池)
法 70(W)×120(H)×17(D)㎜ 約 80g

LCR-9183 ハンディスマートLCRメーター

希望小売価格表

示 メイン表示19999カウント¥28,000（税抜） JAN 4986702101350

サブ表示1999カウント

別売品

別売品：SMDチッププローブ 型式：SMDC-21【税抜 ¥8,000】
別売品:SMDテスター 型式：SMDA-22【税抜 ¥7,200】

測 定 周 波 数 100Hz、120Hz、
1kHz、
10kHz、
100kHz
使 用 環 境 0～50℃ 70％RH以下（結露のないこと）
保 存 環 境 0～60℃ 80％RH以下（結露のないこと）電
源 9V形乾電池×1
電 池 寿 命 約20時間(アルカリ電池)
寸
法 82(W)×193(H)×40(D)㎜ 約430g
付
属品 テストクリップ（赤・黒）・9V形乾電池×1本（お試し電池）・取扱説明書

生活関連測定機器

L（インダクタンス）、C（キャパシタンス）
、
R
（抵抗）
D
（損失係数）、
Q（品質係数）、
θ（位相角）、
ESR選択可能測 定 モ ー ド シリアル、パラレルモード
キャパシタンス 20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mF
インダクタンス 20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000H
Ω
20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ
測定パラメータ

電気測定機器L(インダクタンス)／C(キャパシタンス)／R(抵抗)／D（損失係数）／Q（品質係数）／θ（位相角）／ESRの測定が可能■パラレル／シリアルモード切替可能■L／C／R 各パラメータを自動選択し最適レンジで測定■テスト周波数：100／120Hz、
1／10／100kHz■D（損失係数）／Q（品質係数）／θ（位相角）／ESRの測定が可能■SMDC-21（別売）、SMDA-22（別売）
使用でコンデンサなどの表面実装部品の測定に最適●専用ACアダプタ：型式MTVSM-932 ●USBケーブル：型式USB-01 ●RS232Cケーブル：型式UPCB-02 ●専用ソフト：型式SW-E803

LCR-9063 デジタルLCRメーター

L(インダクタンス) / C (キャパシタンス)/ R(抵抗) の3種類の測定が可能

希望小売価格基盤・その他別売品■キャパシタンス、
インダクタンス、抵抗の測定が可能■電池電圧低下表示(LO BAT)マークを表示■軽量・小型のシンプル設計¥12,000（税抜） JAN 4986702201425

キャパシタンス 2nF ／ 20nF ／ 200nF ／ 2 μ F ／ 20 μ F ／ 200 μ F
インダクタンス 2mH ／ 20mH ／ 200mH ／ 2H ／ 20H
測 定 周 波 数 250HzΩ
200 Ω／ 2k Ω／ 20k Ω／ 200k Ω／ 2M Ω／ 20M Ω

電
源 9V 形乾電池 ×1
電 池 寿 命 約 20 時間 ( アルカリ電池 )寸
法 70(W)×118(H)×36(D)㎜ 約 167g
付
属
品 テストリード・9V 形乾電池 ×1 本（お試し電池）
・取扱説明書54

Measuring instrument catalogueMT-320 オートレンジ デジタルパネルメーターモジュール

3200カウントバーグラフ付き、
DCV / ACV / Ω の表示が可能なパネルメーターモジュール

温度測定機器■DC3V電源（入力GNDと電源GNDは共通）■DC設定ですが、簡単にAC用としても設定可能■単位記号付(mV、
V、
Ω、
KΩ、
MΩ)
■パネル組込用に便利なベーゼル付き
希望小売価格
測

定

項

ACV レ

ン

表
DCV レ
Ω

レ

ン

ン

¥4,000（税抜）

目 DCV、ACV、抵抗

示 3¾LCD・文字高13㎜ 有効表示3200カウント
ジ 300mV / 3V / 30V / 300V / 1000V

JAN 4986702201180

バーグラフ付きジ 3V / 30V / 300V / 500V

電付

ジ 300Ω / 3kΩ / 30kΩ / 300kΩ / 3MΩ / 30MΩ源 DC3V寸
法 80(W)×53(H)×20(D)㎜ 約50g
取 付・ 固 定 方 法 取付穴寸法68.5×37㎜ パネル厚1.0～3.3㎜
属品 取扱説明書、保証書

MT-321V オートレンジ デジタルパネルメーターモジュール

3200カウントバーグラフ付き、
DCV / ACV の表示が可能なパネルメーターモジュール

環境測定機器■DC3V電源（入力GNDと電源GNDは共通）■DC設定ですが、簡単にAC用としても設定可能です■単位記号付(mV、V)■パネル組込用に便利なベーゼル付
希望小売価格
測

定

項

ACV レ

ン

表
DCV レ

ン

¥4,000（税抜）

目 DCV、ACV、抵抗

示 3 ¾LCD・文字高13㎜ 有効表示3200カウント
ジ 300mV / 3V / 30V / 300V / 1000V

JAN 4986702201197

バーグラフ付きジ 3V / 30V / 300V / 500V

電

源 DC3V寸
法 80(W)×53(H)×20(D)㎜ 約50g
取 付・ 固 定 方 法 取付穴寸法68.5×37㎜ パネル厚1.0～3.3㎜
付

属

品 取扱説明書、保証書

MT-220C デジタルパネルメーターモジュール
水質測定機器

1999カウント μA、
mA、
Aレンジ搭載のパネルメーターモジュール■5レンジ内蔵のセミカスタムタイプ用と合わせてレンジの選択が可能■高精度±0.1%■大きく見やすいLCD
希望小売価格

測
表
レ
精

定

項
ン

目 μA、
mA、
A
示 3½ 桁 LCD・文字高13㎜

JAN 4986702201050

最大表示：1999

ジ ±199.9μA / ±1.999mA / ±19.99mA / ±199.9mA / ±1.999A
度±0.1％ rdg±1dgt（調整）/ ±0.5％ rdg±2dgt（200μ〜20mA）（無調整）±0.5％ rdg±2dgt（200mA 〜 2A）
（無調整）

電
寸
付

2- 3.428

電気測定機器

17.8

45.5

60

生活関連測定機器
基盤・その他別売品

55¥3,500（税抜）

4- 1.9

パネルカット図属

源 DC9V
法 68(W)×39(H)㎜

約 30g

品 取扱説明書、保証書

Measuring instrument catalogue

MT-P72V 直流電圧計デジタルパネルメーターモジュール

2000カウントDCVの表示が可能なパネルメーターモジュール

希望小売価格表
示 3½LCD 文字高 17.2㎜
入力オーバー表示 OL 表示

サンプリング 約3回/秒
測定レンジ
199.9mV

D

C

1.999V

V 19.99V
199.9V400V¥5,000（税抜）

精度

1mV

±(0.8％ rdg+2dgt) 11M Ω

100 μ V
10mV
100mV
1V

JAN 4986702101374

有効表示 1999 カウント

分解能

内部抵抗

±(1.0％ rdg+2dgt) 100M Ω以上±(1.0％ rdg+2dgt) 10M Ω

温度測定機器■DIN規格72×36㎜の電圧計■2000カウントデジタルパネルメーター■電源：DC3V〜14V（定格電圧：3V）■基板上のコネクター差し替えによるレンジ設定

最大許容値

DC/AC 450V

使

用

環
環

境 -10 ～ 60℃／ 80％ RH 以下 ( 結露のないこと )源 DC3 ～ 14V（定格電圧 3V）

起

動

条

件

消

費

電

保
電

寸

存

境 0 ～ 40℃／ 80％ RH 以下 ( 結露のないこと )電源電圧立ち上がり条件：0V ～ 3V まで 1 秒未満
起動前電源 OFF 時間：3 秒以上

流 3±2mA

法 72(W)×36(H)×21.3(D)㎜ 約 30g

取付・固定方法 スナップ式 ( 取付穴寸法 68.5×33.5㎜パネル厚 1.5 ～ 3.0㎜）
付

属品

環境測定機器

電源コード (2P)×1、入力コード（3P)×1
ジャンパーソケット（本体付属）×1、取扱説明書

MT-P96V 直流電圧計デジタルパネルメーターモジュール

4000カウントDCVの表示が可能なパネルメーターモジュール■DIN規格96×48㎜の電圧計■4000カウントデジタルパネルメーター■電源：DC3V〜14V（定格電圧：3V）■基板上のコネクター差し替えによるレンジ設定
希望小売価格表
示 3¾LCD 文字高 24.9㎜
入力オーバー表示 OL 表示
サンプリング 約2回/秒

C

V

JAN 4986702101381
使

用

環
環

境 -10 ～ 60℃／ 80％ RH 以下 ( 結露のないこと )源 DC3 ～ 14V（定格電圧 3V）

起

動

条

件

消
寸

費

電

流 3±2mA
法 96(W)×48(H)×21.3(D)㎜

測定レンジ
399.9mV

分解能
100 μ V

精度
内部抵抗
最大許容値
±(1.0％ rdg+2dgt) 100M Ω以上

3.999V1mV±(0.8％ rdg+2dgt) 11M Ω

39.99V10mV

399.9V

100mV

DC/AC 450V±(1.0％ rdg+2dgt) 10M Ω保電存

境 0 ～ 40℃／ 80％ RH 以下 ( 結露のないこと )電源電圧立ち上がり条件：0V ～ 3V まで 1 秒未満
起動前電源 OFF 時間：3 秒以上

水質測定機器D¥6,000（税抜）

有効表示 3999 カウント

約 50g

取付・固定方法 スナップ式 ( 取付穴寸法 92.4×45.5㎜パネル厚 1.5 ～ 3.0㎜）付

属品

電源コード (2P)×1、入力コード（3P)×1
ジャンパーソケット（本体付属）×1、取扱説明書

MT-P72C 直流電流計デジタルパネルメーターモジュール

2000カウントDCAの表示が可能なパネルメーターモジュール

希望小売価格¥5,000（税抜）表
示 3½LCD 文字高 17.2㎜ 有効表示 1999 カウント
入力オーバー表示 OL 表示
サンプリング 約3回/秒
測定レンジ 分解能精度
内部抵抗199.9 μ A 0.1 μ A
100 Ω
1999 μ A 1 μ A
DCA±(1.2％ rdg+2dgt)
19.99mA
10 μ A約2Ω
199.9mA
100 μ A

電気測定機器■DIN規格72×36㎜の電流計■2000カウントデジタルパネルメーター■電源：DC3V〜14V（定格電圧：3V）■基板上のコネクター差し替えによるレンジ設定※測定範囲「199.9μAと1999μA」「、19.99mAと199.9mA」
間の切替え
JAN 4986702101398

最大許容値
DC/AC 450V
500mA

用
存

起

動

環
環

境 0 ～ 40℃／ 80％ RH 以下 ( 結露のないこと )境 -10 ～ 60℃／ 80％ RH 以下 ( 結露のないこと )源 DC3 ～ 14V（定格電圧 3V）

電源電圧立ち上がり条件：0V ～ 3V まで 1 秒未満
起動前電源 OFF 時間：3 秒以上
消 費 電 流 3±2mA
寸法 72(W)×36(H)×21.3(D)㎜ 約 30g
取付・固定方法 スナップ式 ( 取付穴寸法 68.5×33.5㎜パネル厚 1.5 ～ 3.0㎜）
付

条

属

件

品

電源コード (2P)×1、入力コード（3P)×1
ジャンパーソケット（本体付属）×1、取扱説明書

生活関連測定機器※測定範囲「199.9μAと1999μA」、「19.99mAと199.9mA」間の切替え使
保電

MT-P96C 直流電流計デジタルパネルメーターモジュール

4000カウントDCAの表示が可能なパネルメーターモジュール■DIN規格96×48㎜の電流計■4000カウントデジタルパネルメーター■電源：DC3V〜14V（定格電圧：3V）■基板上のコネクター差し替えによるレンジ設定※測定範囲「399.9μAと3999μA」「、39.99mAと399.9mA」
間の切替え
希望小売価格¥6,000（税抜）※測定範囲「399.9μAと3999μA」、「39.99mAと399.9mA」間の切替え

JAN 4986702101404

最大許容値
50mA
500mA

使
保
電

用
存

起

動

環
環

境 0 ～ 40℃／ 80％ RH 以下 ( 結露のないこと )境 -10 ～ 60℃／ 80％ RH 以下 ( 結露のないこと )源 DC3 ～ 14V（定格電圧 3V）

基盤・その他別売品

表
示 3¾LCD 文字高 24.9㎜ 有効表示 3999 カウント
入力オーバー表示 OL 表示
サンプリング 約2回/秒
測定レンジ 分解能精度
内部抵抗399.9 μ A 0.1 μ A
100 Ω
3999 μ A 1 μ A
DCA±(1.2％ rdg+2dgt)
39.99mA
10 μ A
約2Ω
399.9mA
100 μ A

電源電圧立ち 上がり条件：0V ～ 3V まで 1 秒未満
起動前電源 OFF 時間：3 秒以上
消 費 電 流 3±2mA
寸法 96(W)×48(H)×21.3(D)㎜ 約 50g
取付・固定方法 スナップ式 ( 取付穴寸法 92.4×45.5㎜パネル厚 1.5 ～ 3.0㎜）
付

条

属

件

品

電源コード (2P)×1、入力コード（3P)×1
ジャンパーソケット（本体付属）×1、取扱説明書

56

生活関連測定機器
Life-related
measuring
instrument

デジタルタイマー
ハンディ金属探知機

57

Measuring instrument catalogue

MT-K1 デジタルタイマー

見やすい大型液晶表示、
アラーム音選択機能
水周りでも安心して使用可能なタイマー

希望小売価格カウントダウンタイマー

オープン

JAN 4986702303761

1秒～99分59秒 1秒単位で設定可能
元のセット時間に再セットするリピート機能付

電電寸

カウントアップタイマー 最大99分59秒で停止
ア
ブ

ラ

ー

ザ

ム

ー

機

温度測定機器■濡れた手でも使用可能な防滴タイプ（IPX2）■5種類のリズムからアラーム音を選択可能■カウントダウン・カウントアップ機能搭載■スタンド、
マグネット、
ひも通し穴付能 5種類のアラーム音を選択可能

池付

音 約90dB

寿属

源 単4形乾電池×1

命 約1年（アラーム音1日1回として）
法 90(W)×81(H)×17(D)mm

品 単4形乾電池×1（お試し電池）、取扱説明書

環境測定機器MT-K2 デジタルタイマー

「音」
「光」
「音と光」
3種のアラーム機能
5つのボタンで時間をセット
■
「音」
「光」
「音と光」
の3種からアラーム方法を選択可能■5つのボタンを操作して時間をセット■カウントダウン・カウントアップ機能搭載■設定時間から何秒経過したか判るオーバータイム表示機能■スタンド、
マグネット、
ひも通し穴付■吊り下げひも標準付属
希望小売価格

オープン

ア
ブ

ラ

ー
ザ

ム 機
ー

能 3種類から選択可能 「音」
「光」
、
「音+光」
、
音 約80dB

電
電

池

寸
付

寿
属

源 CR2032×1
命 約1年 アラーム音1日1回

水質測定機器

10秒〜99分50秒 10秒,1分,3分,5分,10分単位で設定可能
元のセット時間に再セットするリピート機能付
カウントアップタイマー 最大99分59秒で停止
カウントダウンタイマー

JAN 4986702303778

法 77(W)×81(H)×15(D)mm 約50g
（電池含む）
品 CR2032×1（お試し電池）、ストラップ用紐、取扱説明書

TS90 ハンディ金属探知機

小さな金属や、
アルミなどの非鉄金属も検出可能
電源を入れてかざすだけのシンプル操作

希望小売価格¥12,800（税抜） JAN 4986702303877

消 費 電 流 約18mA（ブザー鳴動時）
ア ラ ー ム LED／ブザー音
ブ ザ ー 音 量 80dB未満
使 用 環 境 －10〜40℃
電
源 9V乾電池（006P×1個）
電 池 寿 命 約30時間
寸法 約78(W)×417(H)×40(D)㎜ 約400g（電池含む）
付

属

生活関連測定機器500円硬貨：25〜75㎜（感度弱約15〜45㎜）
100円硬貨：18〜53㎜（感度弱約13〜38㎜）
10円硬貨 ：15〜45㎜（感度弱約10〜30㎜）
1円硬貨 ：10〜30㎜（感度弱約5〜15㎜）
探 知 対 象 金・銀・銅・アルミ・ステンレスなどの非鉄金属を含む金属
感 度 調 整 2段階（強／弱）※弱は強の約半分の感度
探 知 方 式 電磁誘導方式
動 作 周 波 数 約29kHz
探 知 距 離電気測定機器■無操作状態から20分で電源が切れるオートパワーオフ機能※探知感度は金属の種類により異なります。
※周囲に磁場などが発生している環境では、金属が探知できない場合があります。
※本製品の仕様は、
予告なく変更される場合があります。

■金属製危険物（刃物など）、
金属異物混入の検出が可能■金・銀・銅・アルミ・ステンレスなどの非鉄金属も検出可能■電源を入れてかざすだけのシンプル操作で、金属を探知すると
ブザーとLEDでお知らせ■探知感度調節機能付■イヤホンを取り付けて使用可能

品 専用キャリーケース・イヤホン・お試し電池

基盤・その他別売品

58

ユニバーサル基板
別売付属品
Unibersal
Board
Optional
Accessories
ユニバーサル基板
水質関連別売付属品
PH-201・PH-230SD 専用 pH センサー
RS232C インターフェースキット
AC アダプタ
テスタケースセンサープローブ 5m 延長ケーブル
テストピン
ワニ口クリップ

59

Measuring instrument catalogue

UP-203 ユニバーサル基板

UP-204 ユニバーサル基板

材質：片面＝フェノールHB材 1.6t
仕上処理：フラックス
パターン：2.54mmピッチ
ドット穴径Φ1.0mm¥90（税抜）JANコード 4986702301712

材

質 片面＝フェノール HB材 1.6t

寸材
質 片面＝フェノール HB材 1.6t
仕 上 処 理 フラックス

パ タ ー ン 2.54㎜ピッチ ドット穴径Φ1.0㎜
寸
法 72
（W）
×95
（H）
㎜

材
質 両面ガラスコンポジット 1.6t
仕 上 処 理 スルーホールハンダ
パ タ ー ン 2.54㎜ピッチ ドット穴径Φ1.0㎜
寸
法 47
（W）
×72
（H）
㎜

UP-202GSR ユニバーサル基板
材質：両面ガラスコンポジット 1.6t
仕上処理：スルーホールハンダ
パターン：2.54mmピッチ
ドット穴径Φ1.0mm¥525（税抜）

JANコード 4986702301644

材
質 両面ガラスコンポジット 1.6t
仕 上 処 理 スルーホールハンダ
パ タ ー ン 2.54㎜ピッチ ドット穴径Φ1.0㎜
寸
法 72
（W）
×95
（H）
㎜

¥440（税抜）

JANコード 4986702301699

材
質 片面＝フェノール HB材 1.6t
仕 上 処 理 フラックス

パ タ ー ン 2.54㎜ピッチ ドット穴径Φ1.0㎜
寸
法 115
（W）
×160
（H）
㎜

UP-204GSR ユニバーサル基板
材質：両面ガラスコンポジット 1.6t
仕上処理：スルーホールハンダ
パターン：2.54mmピッチ
ドット穴径Φ1.0mm

希望小売価格¥400（税抜）

JANコード 4986702301668

材
質 両面ガラスコンポジット 1.6t
仕 上 処 理 スルーホールハンダ
パ タ ー ン 2.54㎜ピッチ ドット穴径Φ1.0㎜
寸
法 90
（W）
×45
（H）
㎜

UP-201GSR ユニバーサル基板
材質：両面ガラスコンポジット 1.6t
仕上処理：スルーホールハンダ
パターン：2.54mmピッチ
ドット穴径Φ1.0mm

希望小売価格¥1,500（税抜）

JANコード 4986702301637

基盤・その他別売品

希望小売価格

希望小売価格

生活関連測定機器¥300（税抜）

法 90
（W）
×45
（H）
㎜

電気測定機器

材質：両面ガラスコンポジット 1.6t
仕上処理：スルーホールハンダ
パターン：2.54mmピッチ
ドット穴径Φ1.0mm

JANコード 4986702301651

寸

材質：片面＝フェノールHB材 1.6t
仕上処理：フラックス
パターン：2.54mmピッチ
ドット穴径Φ1.0mm

UP-203GSR ユニバーサル基板

希望小売価格質 片面＝フェノール HB材 1.6t

仕 上 処 理 フラックス
パ タ ー ン 2.54㎜ピッチ ドット穴径Φ1.0㎜

水質測定機器¥180（税抜）

材

UP-201 ユニバーサル基板

材質：片面＝フェノールHB材 1.6t
仕上処理：フラックス
パターン：2.54mmピッチ
ドット穴径Φ1.0mm

JANコード 4986702301705¥150（税抜）

JANコード 4986702301729

法 47
（W）
×72
（H）
㎜

UP-202 ユニバーサル基板

希望小売価格

希望小売価格環境測定機器仕 上 処 理 フラックス
パ タ ー ン 2.54㎜ピッチ ドット穴径Φ1.0㎜

温度測定機器

希望小売価格

材質：片面＝フェノールHB材 1.6t
仕上処理：フラックス
パターン：2.54mmピッチ
ドット穴径Φ1.0mm

材
質 両面ガラスコンポジット 1.6t
仕 上 処 理 スルーホールハンダ
パ タ ー ン 2.54㎜ピッチ ドット穴径Φ1.0㎜
寸
法 115
（W）
×160
（H）
㎜

60

Measuring instrument catalogue

水質関連別売付属品
型式及び適応機種
品名型式

温度測定機器

希望小売価格（税抜）

品名型式

PH-04基準液（約40㎖） PH-201/PH-230SD/PH-222

適応機種名¥1,800OXPB-11PH-07基準液（約40㎖） PH-201

適応機種名

希望小売価格（税抜）

DO-5510HA¥25,800¥1,800OXEL-03（約40㎖）

DO-5509/DO-5510HA¥2,500OXPB-09N

DO-5509¥19,800

CD-14（約100㎖）

CD-4302/PCD-431¥1,800OXHD-04

DO-5509/DO-5510HA¥2,500

ORP-14

YK-23RP/PH-230SD¥15,000

PH-201・PH-230SD専用pHセンサー
型式

PE-02（研究向け）

PE-11（一般向け）

PE-04HD（突き刺し型） PE-06HDA（突き刺し型）

測定範囲 (pH)

1〜13

1〜13

1〜13

ケーブル長

1000㎜

2000㎜

1000㎜

PE-21
（工業用）

PE-03K7（温度センサ付）

1〜13

1〜13

1〜13
（温度：0〜50℃）

1000㎜

5000㎜

pH電極：1000㎜
温度センサ：1000㎜

環境測定機器

Φ15×155㎜

Φ10×128㎜

Φ12×157㎜

Φ12×160㎜

Φ26.5×177.5㎜

pH電極：Φ12×160㎜

ケーブル長：約1m

ケーブル長：約2m

ケーブル長：約1m

ケーブル長：約1m

ケーブル長：約5m

温度センサ：Φ4×100㎜

用途

液体用

液体用

食品用

半固形・ゲル状用

液体用

液体用

希望小売価格（税抜）¥14,000¥7,400¥32,000¥19,500¥14,500¥12,000

電極サイズ

水質測定機器
PE-02

PE-11

PE-04HD

PE-06HDA

PE-21

UPCB-01 / UPCB-02 / USB-01
電気測定機器
生活関連測定機器

希望小売価格¥3,000（税抜）

JANコード 4986702302771

MTVSM-932 ACアダプタ

PC接続・データ編集用ソフトウェア

UPCB-02
希望小売価格¥3,000（税抜）

JANコード 4986702302832

対応機種

基盤・その他別売品

CD-4307SD
SL-4023SD
LX-1128SD
AM-4207SD
TM-947SD
VB-8205SD
VB-8206SD
AM-4224SD
MHB-382SD
MHT-381SD
MCH-383SD

希望小売価格¥4,000（税抜）

JANコード 4986702302894

61

SW-E816PC接続・データ編集用通信ケーブル

UPCB-01

PE-03K7

USB-01
希望小売価格¥6,000（税抜）

JANコード 4986702302788

AKA-09012 ACアダプタ

希望小売価格¥9,000（税抜）

JANコード 4986702302764

対応機種

MT-306
MT-309PH-230SD
EM-9300SD
YK-37UVSD
FG-5005
GCH-2018
LM-8102
AQ-9901SD
LCR-9183

DC 9V / 300mA
コード長 約1.8m

SW-E816対応 OS windows7/8/10/11

DC9V / 1.2A
コード長 約1.7m
希望小売価格¥4,000（税抜）

JANコード 4986702302900

Measuring instrument catalogue

TP-101 TM947SD用pt100Ωセンサ

SL-417 EM-9300用騒音センサープローブ

測定範囲：−50〜400℃
コード長：1m
希望小売価格測定範囲：30〜130dB¥15,000（税抜）

希望小売価格¥19,500（税抜）

JANコード 4986702303884

JANコード 4986702302542

温度測定機器HC33 テスタケース

CA-06 ハードケース

希望小売価格

希望小売価格

希望小売価格¥1,500（税抜）

JANコード 4986702302795

MT-4510

MT-8210

MT-4520

DT9602R＋¥3,000（税抜）

JANコード 4986702303228

水質測定機器対応テスタ¥2,000（税抜）

JANコード 4986702303730

環境測定機器SC4510 テスタケース

対応テスタ

MT-33

MT-4503

EXCB-05 センサープローブ5m延長ケーブル
希望小売価格T-2 テストピン

JANコード 4986702303358

希望小売価格¥600（税抜）

電気測定機器テストリードの先端に差し込んで使用
コネクターなどの狭い箇所の測定に便利¥5,800（税抜）

JANコード 4986702303426

ピンの長さ：25㎜

ピンの口径：Φ0.5㎜

対応機種

対応機種
LX-1128SD

AM-4214SD

AM-4224SD

MT-4510

QT-4400

MT-33

MT-3210

MT-600A

AM-4207SD

AQ-9901SD

GCH-2018

GC-2028

MT-2060

DT9602R＋

MT-4503

MT-400A

MT-4095

DO-5510HA

MS-7001

YK-37UVSD

MT-850HA

MT-120MT-3H

MT-4081J

MT-4090

MT-119TM-936HT-305

MT-4520

MT-8210

DT-37

MT-4B

MT-4050

MT-2071

生活関連測定機器

LX-1108

C-123 ワニ口クリップ

テストリードの先端に差し込んで使用
希望小売価格 ¥600
JANコード 4986702303433
（税抜）
対応機種
MT-4520

DT9602R＋ MT-4050

MT-4081J

MT-3210

MT-4090

MT-4095

MT-2060

MT-4B

MT-3H

MT-33

DT-37

MT-400A

MT-600A

MT-119

MT-120

QT-4400

MT-8210

MT-4503

MT-2071

基盤・その他別売品

MT-451062

Measuring instrument catalogue

マザーツールの製品保証体制
弊社製品をご購入後 1 年以内に、弊社責任による不具合・故障が発生した場合は、製品保証に基づき、無償修理または新品交換をさせていただきます。
生産終了品や部品終了等の理由により、修理・交換ができない場合は代替機種をご提案させていただく場合もあります。
なお、消耗品等は保証の対象外になりますのでご了承ください。

校正サービス
弊社製品のほとんどは、校正委託先の機関を通して、国家標準へのトレーサビリティ体系を確立しています。
校正証明書、試験成績書、トレーサビリティ体系図の発行についても承っております。（有償）製品が規定された精度内で正しく測定できるかどうかを確認するには校正が必要です。
校正の周期は、お客様のご使用環境や測定の重要性に応じて、お客様の任意で決定していただく事が重要です。弊社では製品毎に 1 年に 1 回の校正を推奨しています。
修理・校正につきましては、生産を終了した製品であっても、できる限り対応させていただきま
すのでお気軽にご相談ください。

安全規格IEC61010について
安全に計測器をご使用いただくために、IE61010
では測定カテゴリとして、使用する場所により安全レベルの基準を CAT Ⅰ〜 CAT Ⅳで分類しています。カテゴリの概要は下記の通りです。

分電盤
CAT Ⅳ
変圧器

電力メータ

屋内配線
CAT Ⅲ
トランス
CAT Ⅰ

コンセント

63

CAT Ⅱ

コンセント

CAT Ⅰ

コンセントから電源変圧器などを経由した機器内の二次側の電気回路

CAT Ⅱ

コンセントに接続する電源コード付き機器の一次側の回路

CAT Ⅲ

直接配電盤から電気を取り込む機器の一次側および分電盤からコンセントまでの回路

CAT Ⅳ

引き込み線で使用される電気計器および一次側電流保護装置までの回路

Measuring instrument catalogue

OEM・PB 受託開発
当社は、創業以来、計測器および監視カメラシステムを中心に、多くのお客様より実績と信頼を賜っております。OEM・PB の受託開発においては、お客様のご要望にたいして、培ってきたノウハウを活かし、提案から量産後の品質管理まで一貫した体制で製品を提供しております。
お客様のニーズにお応えすることはもちろん、様々な分野において社会の役に立ち、時代の要望に応えることが当社の喜びです。

OEM オリジナル製品開発

PB 当社製品カスタマイズ

これまでに、自動車整備、低温流通、教材、食品工場等様々

お客様のご要望に応じて、当社製品のデザインや機能を変な業界向けに受託開発品を供給しております。

更いたします。

お客様の抱える課題について、当社のノウハウをご活用ください。

販路拡大や新規参入のスピード感のある解決策として、様々な業界から PB をご選択いただいております。

・お客様企画製品の生産委託

これまでに培ったノウハウをもとに、お客様にスムーズに・既製品のコストダウン検討

製品を導入していただける体制を整えております。

・既製品製造中止による新規調達
お客様と共に課題解決に取り組んでまいります。

OEM・PB のワークフロー※上記納期は一例です。 ご要望内容により異なります。

START お問い合わせ
お客様のご要望をお聞かせください。
STEP 1 お打ち合わせお伺いした内容を精査し、詳細のお打ち合わせを行います。
それを基に構想設計を行います。
STEP 2 仕様ご提案・お見積もり
仕様書とお見積もりを提出いたします。必要があれば、追加のお打ち合わせを行います。
STEP 3 契約締結
取引契約書および納入仕様書を取り交わします。必要があれば、秘密保持契約書も一緒に取り交わします。契約締結
後にご発注書をいただきます。

STEP 4 サンプル確認
ご発注を受けて、まずサンプルを設計・製作いたします。
お手元に届いたサンプルをご評価いただき、必要があれば、仕様を再精査し、再度サンプルをお送りいたします。
STEP 5 開発
サンプルをご承認後、開発に着手いたします。開発の範囲に応じたハードウェアおよびソフトウェアの設計を行います。設計状況は逐一ご報告いたします。
STEP 6 サンプル確認・製造
開発終了後、金型設計が生じる場合は試打ちを行い、最終サンプルをお送りいたします。ご承認後、量産製造を開始
いたします。
※上記納期は一例です。ご要望内容により異なります。
GOAL ご納品
製品をお客様へお届けいたします。

64

Mother Tool GENERAL CATALOGUE

計測器総合カタログ

GENERAL CATALOGUE 2024 vol.1

FROM

UEDA

監視

このカタログの内容は、2024年2月現在のものです。

デジタル計測器、CCTV等の受託開発及び、OEM供給も承っております。
社団法人 日本防犯設備協会会員

社団法人 日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会会員〒386-0033 長野県上田市御所431-6

TEL 0268-25-2332 FAX:0268-25-2398

http://www.mothertool.co.jp
正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」
をよくお読みください。
●仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承願います。
●ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・株式会社マザーツールまでどうぞ。

販売店