NET-G5

NET-G5SPECIFICATIONS
製品名タイプ
国土地理院 測量機種登録
チャンネル数GPSGLONASS
QZSS
BeiDouGalileo
SBAS
受信信号

NET-G5GGDGPSGLONASS
QZSS
BeiDou（GGD はオプション）
Galileo（オプション）
SBAS
スタティック（短縮スタティック含む）
リアルタイムキネマティック

精度（D: 測定距離）※１

DGPS
SBAS

データ更新間隔
RTK データフォーマットNMEA 出力フォーマット
リムーバブルメディア
内部メモリー
インターフェース

シリアルUSB
Wi-Fi
Bluetooth
セルラー※ 2Ethernet

防塵・防水保護等級
湿度
振動
使用温度範囲寸法
質量
外部アンテナコネクタ―
バッテリー
バッテリー充電時間
使用時間※ 3
消費電力
外部電源入力電源入力ポート

GGBD

1 級 GNSS 測量機
452ch

○○○
○
○
○（オプション）○（オプション）（オプション）○○
L1 C/A、L1C、L1P(Y)、L2P(Y)、L2C、L5
L1 C/A、L1P、L2 C/A、L2P
L1 C/A、L1-SAIF、L1C、L2C、L5
B1、B2、B3
E1、E5a、E5b、E5AltBOC、E6
WAAS/MSAS/EGNOS
水平：(3 mm + 0.1 ppm x D) m.s.e.
垂直：(3.5 mm + 0.4 ppm x D) m.s.e.
水平：(8 mm + 1.0 ppm x D) m.s.e.
垂直：(15 mm + 1.0 ppm x D) m.s.e.
水平：0.4m / 垂直：0.6m
水平：1m / 垂直：1.5m
20Hz( 標準 )、最大 100Hz( オプション )TPS、RTCM SC104 v 2.x、3.x、CMR/CMR+NMEA 0183 バージョン 2.x および 3.0SD/SDHC カード
8GB
3 ポート : ODU(RS232) 及び Dsub(RS232, RS232/RS422)
Mini-B 2.0（デバイス）及び Type-A( ホスト )802.11b クライアント /AP
Ver. 2.1+EDR
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/ ３G/CDMARJ45
JIS C 0920 保護等級 IP67 に準拠
100%（結露対応）
MIL-STD 810G、Method514.6、Category4
内蔵バッテリー使用時：-20 ～ 61℃、外部電源使用時：-40 ～ 80℃
150(W) x 200(D) x 60(H) mm
約 2kg
N-Type コネクター
内蔵（取り外し不可）
5 時間未満約 20 時間（スタティック観測時）
5W ～ 8W ( 充電時最大 50W)
DC 9 ～ 28V
2 ポート (ODU コネクター )NET-G5GNSS 受信機※１精度は、衛星数、衛星配置、マルチパス、電離層、大気状態等の影響により満たされない場合があります。
※２ファームウェアの今後のバージョンアップで有効になります。
※３使用温度、受信機設定、動作状況によって異なります。

標準構成品

オプショナル・アクセサリー

・NET-G5 本体・AC/DC コンバーター・AC ケーブル・USB ケーブル・データケーブル ・シリアルケーブル ・受信機用電源ケーブル
・ヒューズ付きピッグテールケーブル・SD カード ・プラグ M ユニット・アンテナ高計測プレート・格納ケース・安全上のご注意／標準構成品一覧
・LED 表示クイックリファレンス・保証書

・プリズムアダプター 3WP 型
・PG-F1 アンテナ
・BeiDou オプション
・G5-A1 アンテナ
・アンテナケーブル 5m（N-TNC） ・Galileo オプション
・100Hz オプション
・基盤 TR-102

マルチ GNSS 時代に対応する
フルスペック GNSS 受信機
・ すべての衛星、すべての信号に対応

・452 チャンネル Vanguard TechnologyTM 搭載

・多彩なインターフェース

トプコンソキアポジショニングジャパンがWebサイトをオープン！

・SD/SDHC カードスロット装備

ー 建設の未来がここにある ーhttps://www.topconsokkia.co.jp
アウラ商 品 に 関 するお 問 い 合 わ せトプコン測量機器コールセンター0120-54-1199（フリーダイヤル）

受付時間9:00～17:00（土・日・祝日・弊社休業日は除く）● その他カタログ記載の製品名等は各社の商標または登録商標です。
● カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。
注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ご用命は

本社 スマートインフラ事業管理部 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL (03)3558-2948 FAX(03)3558-2654
ホームページ https://www.topcon.co.jp

本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672

札幌オフィス仙台オフィス

東京オフィス名古屋オフィス

大阪オフィス福岡オフィス©2020

Printed in Japan 2020 11-01 P-223-2

・大容量バッテリー内蔵

・優れた耐環境性能 保護等級 IP67NET-G5

アンテナ分離型フルスペック GNSS 受信機 !
すべての衛星、すべての信号に対応
多彩なインターフェース
USB（デバイス）
シリアルポート

Bluetooth®

Wi-Fi
SD/SDHC カードスロット

SIM カードスロット

シリアルポート

USB（ホスト）

1PPS 出力ポート
外部周波数ポート

電源ポート（×️2）

GNSS アンテナポート（N 型コネクター）

マルチ GNSS 対応
GPS は L1、L2 に加え L5 を受信でき、GLONASS、QZSS、MSAS、BeiDou ※、そして Galileo（オプション）も利用可能です。

各機能の動作状況が一目でわかる
ディスプレイパネル※ BeiDou：中華人民共和国が運用している衛星測位システム

衛星数

GLONASSGALILEO

BeiDou

QZSS

L5

SBAS

Wi-Fi

セルラー

外部電源

Bluetooth

通信

内蔵バッテリー

多彩なアプリケーション（オプション）
データコレクタ FC-500 用の各種アプリケーションおよび
Windows パソコン用データ処理プログラムが利用可能です。

長時間観測対応

優れた耐環境性● GNSS 統合観測・RTK 移動局観測

本体内部に、大容量バッテリーを内蔵しました。観測はアンテナをつなぐだけ。内蔵バッテリーで 20 時間※の連続観測が可能です。

保護等級 IP67 に適合した堅牢性の高い製品です。MIL-STD-810G 規格をクリアした耐衝撃性も備え、現場を選ばず作業が可能です。
外部電源使用時には、-40℃～ 80℃で使用が可能です。

GNSS 統合観測は、スタティック測量、RTK 観測の固定局／移動局の全ての観測設定を行うアプリケーションです。RTK 移動局観測は、RTK 観測の全ての観測設定を行うアプリケーションで、どちらのアプリケーションもネットワーク型 RTK 観測に対応しています。GNSS-Pro と連動して作業規程の準則に則した公共測量が行えます。

※スタティック観測時

Web ブラウザで操作可能
特別なソフトが無くても、ネットワーク経由で動作状況の確認やファームウェアの更新等が行うことができる Web インターフェースを搭載しました。
内蔵の Wi-Fi と接続すれば、タブレット等から直接操作ができます。また、インターネットに接続されていれば、遠隔地からの操作や管理を行う事も可能です。

G5-A1

PG-F1

用途に合わせて 2 種類のアンテナをご用意（オプション）
コンパクトで高い機動性の一般測量用アンテナ PG-F1 と、ゼロセンター位相中心、マルチパス抑制を高めることで精度を極めた精密測位用アンテナ G5-A1。
用途に合わせてお選びください。

ファンクションボタン
電源ボタン / 起動状況

記録状況

GPS

Ethernet ポート

イベントマーカー入力ポート● GNSS-Pro
国土交通省国土地理院の定める「作業規程の準則」に完全対応した GNSS 統合データ処理プログラムです。基本測量や、地籍測量にも対応しています。プロセスガイドを搭載し、基線解析、点検計算、網平均、帳票出力をウィザードにより直感的に操作することができます。
その他、土木現場での施工測量に最適な土木用フィールドアプリケーション「監督さん．
Ｖ＋ＧＮＳＳオプション」、トータルステーションにも対応し、幅広い分野に対応するフィールドアプリケーション「MAGNET Field」も利用可能です。