• Lea toda la información contenida
en este manual de instrucciones
antes de utilizar el dispositivo.
• Asegúrese de tener este manual de
instrucciones a mano durante el
uso.

2101

Fecha de emisión: 2021-04-01

OBSERVACIONES GENERALESEXPLICACIONES DE LOS SÍMBOLOS: Pieza aplicada tipo BF: Mantener seco

: Advertencia: Precaución:C onsulte el manual de instrucciones antes del uso.
: L os productos eléctricos no deben desecharse junto con la basura
doméstica. Recicle el producto en las instalaciones correspondientes.
Solicite consejo para el reciclaje con sus autoridades locales o minorista.
:P ara proteger el medio ambiente, deseche las baterías agotadas ensu tienda o en lugares de recogida adecuados de acuerdo con las
normativas nacionales o locales.
Nombre : CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.
: Fabricante
Dirección : 6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi, Tokio
188-8511, Japón

Fábrica
Nombre : CITIZEN SYSTEMS (JIANGMEN) CO., LTD.
Dirección : Edificio 6, 399 Jinxing Road, distrito de Jianghai, Jiangmen, Guangdong, China
Nombre : EMERGO EUROPE:R epresentante europeo
Dirección : Prinsessegracht 20, 2514 AP La
Haya, Países Bajos: L a marca CE indica la conformidad del producto con la legislación de la
Unión que se aplica al producto y proporciona la marca CE.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD• Asegúrese de que el tamaño del manguito sea apropiado para la circunferencia delbrazo antes de colocar el manguito. Consulte las “ESPECIFICACIONES” sobre el tamaño.
• Si se siente con ganas de orinar, hágalo antes de medir su presión arterial.
• Respire profundamente cinco o seis veces y luego relájese antes de medir su presión
arterial. Si está tenso al tomar la medición, no obtendrá una lectura correcta.
• Su presión arterial se elevará si está ansioso o irritado, sufre de falta de sueño oestreñimiento, o acaba de hacer algo de ejercicio o ingerir una comida.
• No mida su presión arterial después de fumar, bañarse o beber alcohol, café o té.
• Mida su presión arterial a una temperatura ambiente de 68 °F/20 °C. No la mida si latemperatura de la habitación es inferior a 50 °F/10 °C o superior a 104 °F/40 °C.
• Mida su presión arterial cuando esté relajado y quieto. Mantenga el manguito a laaltura de su corazón y no mueva el brazo ni hable.
• El análisis de los datos de presión arterial recopilados durante un período prolongado
es más importante que la mera consulta de una medición. Seleccione la hora del día
más adecuada para la realización de las mediciones e intente medirse la presión
arterial a la misma hora cada día.

NOMBRES DE LAS PIEZASEl dispositivo y sus accesorios
Asegúrese de que el paquete contenga todos los elementos siguientes.
• Unidad de monitor de presión arterial• Manual de instrucciones y datos técnicos de EMC• 4 pilas de tamaño AAA exclusivamente con propósitos de demostración• El brazalete (modelo: SCN-003/SCN-003C) se adaptara a la siguiente circunferencia debrazo: 22 cm–32 cm (8-3/4"–12-1/2")• [Opción] El brazalete grande (modelo: SCL-005) se adaptara a la siguiente
circunferencia de brazo: 32 cm–42 cm (12-1/2"–16-1/2")
Unidad principal

Asegúrese de leer las siguientes instrucciones antes de usar el dispositivo.

Pantalla

Advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que podría ocasionar
lesiones graves o la muerte.
Precaución indica una situación potencialmente peligrosa que puede causar
lesiones o daños a la propiedad. Por daños a la propiedad nos referimos a los daños
consecuenciales en edificios, domicilios, pertenencias, ganado y mascotas.
Consulte a su médico antes de usar el dispositivo si padece algo de lo siguiente:enfermedad cardíaca, enfermedad cardiovascular, arritmias comunes, como latidos
prematuros auriculares o ventriculares o fibrilación auricular, esclerosis arterial, malaperfusión, diabetes, embarazo, preeclampsia, enfermedad renal, pulso débil,experimentando mastectomía, otras enfermedades circulatorias de la sangre, o si
usa un marcapasos cardiaco.
No use los resultados de la medición para el autodiagnóstico y el autotratamiento.
Consulte siempre a su médico.
Si el líquido de la pila entra en contacto con los ojos o la piel, enjuague con agua deforma inmediata y reciba tratamiento de su médico.
No use el dispositivo si tiene lesiones en el brazo o si está recibiendo tratamiento
médico en el brazo.
No coloque el manguito en el brazo si tiene adherido un goteo intravenoso otransfusión sanguínea.
No comparta el manguito con otra persona infectada para evitar la infección
cruzada.
No use el dispositivo cerca de gases inflamables como los usados para anestesia.
Los gases podrían prender y causar una explosión.
No use el dispositivo en entornos de oxígeno enriquecido, como la cámara
hiperbárica de un hospital o una tienda de oxígeno. El oxígeno podría prender ycausar un incendio.
La manguera de aire del manguito puede causar estrangulamiento accidental en
bebés.
Precaución
Si encuentra cualquier incidente grave que se haya producido en relación con eldispositivo, informe al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro.

Botón de memoria

GanchoINTRODUCCIÓN DE LAS PILASMEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL– USO DE LAS PILAS –1 Pulse el botón “START/STOP” para iniciar la medición.

1 Retire la cubierta de las pilas.

Coloque un dedo en el gancho y tire de la cubierta hacia usted para abrirla.

2 Introduzca las pilas.

Asegúrese de introducir las pilas en el lado negativo primeramente por losmuelles salientes para no mezclar los terminales positivo y negativo .

3 Cierre la cubierta de las pilas.

Se muestran todos los dígitos. Entonces el manguito comienza la presurización
automáticamente.

* El icono que se muestra cuando se muestran todos los dígitos no es una
notificación de sustitución de la pila.
* El indicador  comenzará a parpadear cuando se detecte el pulso.

Coloque las lengüetas en las ranuras y cierre la cubierta de las pilas hasta que oiga
un clic.

* Al visualizar el icono de la pila o o si no aparece nada en la pantalla, cambie las 4pilas por unas nuevas al mismo tiempo.
* No use ningún otro tipo de pila que no sea alcalina o de manganeso y no las mezcle.
* La memoria se borra si se retiran las pilas para su sustitución. Se recomienda tomar
nota de los datos almacenados en la memoria antes de cambiar las pilas.
* Deseche las pilas usadas de acuerdo con las normas de su localidad.

COLOCACIÓN DEL MANGUITO
1 Introduzca la clavija de la manguera de aire en la
unidad principal.
* No doble la manguera de aire durante la
medición, puesto que podría causar un error de
inflado o una lesión a causa de la presión
continua del manguito.

2 Coloque el manguito.

Clavija de laDesenrolle el manguito y coloque el extremo delmanguera de aire
mismo a través del lazo metálico de tal modo que
el fijador de gancho y aro quede hacia el exterior.
* Asegúrese de que el tamaño del manguito sea apropiado para la circunferencia delbrazo antes de colocar el manguito.
* Coloque el manguito sobre un brazo desnudo o una manga fina.
* Si se enrolla la manga, la parte superior del brazo estará constreñida y afectará a losresultados.
* Es probable que el valor de la presión arterial difiera entre el brazo derecho y elbrazo izquierdo. Mida su presión arterial cada día en el mismo brazo.
Cierre del lazo

* Si no se siente bien o si desea detener la medición, pulse el botón “START/STOP” y,a continuación, el manguito se desinflará y la medición se detendrá.
* Si pulsar el botón “START/STOP” no libera el aire, desenchufe el conector de lamanguera de aire de la unidad principal y retire el manguito del brazo.
* Presurización en modo manual: Mantenga pulsado el botón “START/STOP” ysuéltelo en el valor de presión donde desea
detenerse (aproximadamente 40 mmHg más
que la presión arterial máxima) para detener lapresión a esa presión. El límite superior de lapresión es de 280 mmHg.

2 Los resultados de la medición serán visualizados.

Una vez completada la medición, el manguito se desinfla,
el resultado de la medición es visualizado. Si no hay
ningún error en el resultado de la medición, el dispositivo
guarda el resultado de forma automática.
* Si aparece el icono, el resultado de la medición nose incluye en el cálculo del valor medio.

* S i el indicadoroaparece en el resultado de la
medición, consulte “INDICADORES”.

3 Finalización de la medición.

Pulse el botón “START/STOP” para apagar el dispositivo o se apagará
automáticamente tras aprox. 3 minutos.

Lazo metálico

RECUPERACIÓN DE LOS RESULTADOS MEDIDOS(1) Coloque el brazalete alrededor del brazo de manera que la marca azul quede enla palma de la mano y en el centro del brazo. Ajuste la posición en donde el
dobladillo del manguito sea de 0,4"-0,8"/1 cm-2 cm por encima del codo.
(2) Tire del extremo del manguito hacia afuera de modo que el manguito estécómodamente alrededor de su brazo y asegúrelo con el fijador de gancho y aro.
El apriete de instalación del manguito adecuado es cuando le permite deslizar undedo entre el manguito y el brazo.

Se pueden almacenar 90 resultados de medición en la memoria. El valor promedio se
calcula automáticamente para ayudarle a administrar su salud diaria.

1 Valor medio

Pulse el botón “Memoria”. Visualización de “3A” y del valor medio. “3A” y el valor medio
no se muestran si hay menos 3 mediciones almacenadas en la memoria. “3A” y elpulso se muestran alternativamente.

v

Botón
START/STOP

Toma de lamanguera de aire
Manguito

0,4"-0,8"/
1 cm-2 cm

Cubierta dela pilaManguera deaire

Lazo metálico

Clavija de lamanguera de aire

Pantalla

Presión arterial
sistólica

Icono del movimientodel cuerpo
Icono de la pila
Icono de la memoria

Presión arterial
diastólica
Pulso/número dememoria
Indicador de latidos cardiacos
irregulares (IHB)

2 Resultado antiguo
3 Acomódese bien.

• Siéntese cómodamente con los pies apoyados sobre el suelo y no cruce las piernas.
• Coloque su brazo sobre una mesa o superficie similar con el antebrazo extendido.
• Coloque el brazo de tal modo que el manguito seencuentre a la misma altura que su corazón.
• Coloque su mano de tal modo que su palma esté hacia
arriba y sus dedos relajados.
• No mueva su cuerpo ni hable durante la medición.
• Cuando mida su presión arterial estando acostado,
túmbese boca arriba, enderece su brazo y relájese.

Pulse el botón “Memoria” repetidamente para ver sus resultados anteriores. Una vez
que aparezca el número de memoria, se muestra el resultado. Cada vez que pulsa elbotón “Memoria”, aparece un resultado anterior.

vv

Muchas gracias por adquirir el producto
CITIZEN. Este dispositivo es un monitor
de presión arterial no invasivo medianteun método oscilométrico y está diseñado
para ser utilizado en el hogar. Puede
medir la presión arterial sistólica (SYS), lapresión arterial diastólica (DIA) y el ritmo
cardíaco.

No use el dispositivo para ningún otro propósito que no sea la medición de lapresión arterial.
No intente desmontar, reparar o modificar el aparato o el manguito.
No utilice el dispositivo con niños pequeños o personas que no puedan expresar
sus intenciones.
No mida su presión arterial consecutiva o frecuentemente. Provoca congestión
sanguínea y no obtendrá una lectura correcta. Espere al menos unos minutos antes
de volver a medir.
Si cree que su cuerpo se comporta de modo anómalo o si comienza a no sentirsebien durante la medición, cese el uso y consulte con su médico.
Si el indicador de latidos cardíacos irregulares aparece con frecuencia, consulte su
salud con su médico.
Pulse el botón “START/STOP” para reducir la presión inmediatamente o retire elmanguito si no se desinfla durante la medición.
No use el dispositivo cerca de teléfonos móviles, otros dispositivos que emitan
campos electromagnéticos o en entornos electromagnéticos altos. Podría causar un
funcionamiento incorrecto.

v

MANUAL DE INSTRUCCIONESPARA EL MONITOR DE PRESIÓN
ARTERIAL DIGITAL CITIZEN CHU306* Mantenga pulsado el botón “Memoria”, el número de la memoria puede avanzar
rápidamente.
Pulse el botón “START/STOP” para finalizar el modo de memoria.

3 Borre el resultado

Para borrar todos los datos, retire las pilas. Luego, se borran todos los datos
almacenados.

INDICADORES
1 Indicador de latidos cardiacos irregulares (IHB)

El indicador de latidos cardiacos irregulares (IHB) aparece despuésde finalizar la medición si se detecta un latido cardíaco irregulardurante la medición.
Es posible que la medición correcta no se logre si los latidoscardíacos fluctúan mucho durante la medición. Si aparece elindicador de latidos cardíacos irregulares, vuelva a medir la presión
arterial estando relajado y quieto.
Si el indicador de latidos cardíacos irregulares aparece con
frecuencia, consulte su salud con su médico.

o

2 Icono del movimiento del cuerpo

Si se detecta un gran cambio de presión debido al movimiento delcuerpo o del brazo durante la medición, se mostrará una vez quese complete la medición.

ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO• No guarde el producto en lugares expuestos a la luz solar directa, altas temperaturas,
bajas temperaturas, humedad relativa alta o cantidades excesivas de polvo. Consultelas “ESPECIFICACIONES” para obtener información detallada sobre las condiciones dealmacenamiento.
• Asegúrese de guardar el producto fuera del alcance de niños y mascotas o donde nohaya parásitos.
• No deje caer el dispositivo ni el manguito ni los someta a golpes o vibraciones.
• No doble excesivamente el manguito o la manguera de aire. Podría causar fallos depresurización.
• Si no va a usar el producto durante un largo periodo de tiempo, extraiga las pilas.
Existe riesgo de averías debido a fugas de las pilas.
• No lave ni moje el manguito, y evite que penetre agua en la manguera de aire. Podría
causar fallos.
• No limpie el dispositivo o el manguito con alcohol, disolventes o benceno, puesto que
podrían dañar el producto.
• Si el dispositivo o el manguito se ensucian, limpie la suciedad con un paño
humedecido en detergente neutro y, a continuación, seque con un paño seco.
• Se recomienda que el producto sea revisado cada dos años, para asegurar el
funcionamiento y el rendimiento correctos de la máquina.

DESECHO• Al desechar el dispositivo y el manguito, hágalo debidamente en conformidad con las
normativas y disposiciones locales de la región en la que resida.
• Al desechar las pilas, ayude a proteger el medio ambiente respetando las regulaciones
nacionales y/o locales de reciclaje.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Sin respuesta cuandopresiona el botón ocarga la pila.

Causa posible

Solución

Operación incorrecta o fuerte
interferencia electromagnética.

Extraiga las pilas e inserte de nuevo
todas las pilas en la dirección
correcta.

Pila baja

Cambie las pilas.

La posición del manguito no era
correcta o no estaba debidamente
apretado.

Coloque el manguito
correctamente y vuelva a intentarlo.

No se detecta el pulso.
Incapaz de tomar
medidas

Hablando, moviendo el brazo o el
cuerpo, enojado, emocionado onervioso durante la medición.
Es posible que el dispositivo no
pueda medir el pulso de personas
con un pulso extremadamente
débil o personas con arritmia.

Inténtelo nuevamente cuando esté
tranquilo y no hable ni se mueva
durante la medición.
Consulte con su médico.

Localización y solución de problemas 2
Pantalla

Causa posible

Solución

El manguito no está bien apretado.

El pulso no se puede detectar
porque el manguito no estáajustado correctamente.
La medición no se puede realizar
porque hay una presión excesiva
en el sensor.

Si la presión no cae
automáticamente durante la
medición, pulse el botón “START/STOP” para detener la medición yretire el manguito.

Pila baja

Cambie las pilas.

La frecuencia del pulso está fueradel intervalo de medición. El pulso
era de 39 lpm o menos, o de
181 lpm o más.

Coloque el manguito
correctamente, respire hondo yrelájese para realizar la medición denuevo.

El dispositivo no funciona
correctamente.

Póngase en contacto con el
distribuidor local.

ESPECIFICACIONES
Número de modelo

CHU306Sistema de medición

Método oscilométrico

Pantalla

Tipo pantalla digital

Localización de medición

Parte superior del brazo

Manguito

Manguito suave (SCN-003/SCN-003C)

Margen de circunferencia delmanguito

22 cm–32 cm (8-3/4"–12-1/2")

Intervalo demediciónPrecisión

Presión

0–280 mmHg

Pulso

40–180 pulsos/min

Presión

±3 mmHg

Pulso±5 % de lectura

Inflación

Inflado automático por bomba interna

Deflación

Sistema de deflación de velocidad automática

Tensión nominal

6 V CC

EscapeVálvula de escape rápida electromagnética

Fuente de alimentación

4 × 1,5 V

Duración de la pila

Aprox. 300 veces (Alcalina), aprox. 150 veces (Manganeso)

Función de desactivación
automática

Aprox. 3 min. (después de activarse)

Dimensiones de la unidad
principal

110 (An.) × 47 (Al.) × 104 (Pr.) mm

Peso

Condiciones defuncionamiento

Coloque el manguito
correctamente y vuelva a intentarlo.

(: corriente continua)
pilas TAMAÑO AAA (R03, LR03)

UnidadAprox. 210 g sin pilas

Manguito

Aprox. 130 g

Temperatura

10 °C – 40 °C

Humedad15 % – 85 % HR

Presión
barométrica

700 hPa – 1.060 hPa

Temperatura
Condiciones dealmacenamiento Humedad

Localización y solución de problemas 1
Pantalla

Presión del manguito por encima
de 281 mmHg.

Protección contra descargas
eléctricas
Parte aplicada-20 °C – 60 °C
10 % – 95 % HR
Unidad de potencia interna
Tipo BF (manguito)

Modo de funcionamiento

Funcionamiento continuo

Memoria

1 × 90 lecturas, media de las últimas 3 lecturas

Vida útil

5 añosVida útil del brazalete

Aprox. 2000 veces

Protección contra la entrada de
agua

IPX0

Accesorios

Manguito, 4 baterías AAA para fines de demostración yManual de instrucciones

Accesorio opcional

Brazalete grande (modelo: SCL-005) 32 cm–42 cm(12-1/2"–16-1/2")* E ste dispositivo corresponde a las siguientes normas: IEC 60601-1/EN 60601-1 (Equipos médicos
eléctricos - Parte 1), IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2 (Equipos médicos eléctricos - Parte 1-2), EN
1060-3 (esfigmomanómetros no invasivos - Parte 3).
IMPORTADORCITIZEN SYSTEMS EUROPE GmbH (Nombre de la compañía)
Otto-Hirsch-Brücken 17 70329 Stuttgart, Alemania (Dirección)