アナログ・接点信号変換器
仕様書

形名（LoRa 無線有り）：HLR-A4C4形名（LoRa 無線無し）：HR-A4C4

２０２３年５月３０日

Ｔ－５１６１８改訂１２

改訂履歴
日

付

改訂者

改

訂

内

2023/05/30

溝口

改訂 12 P.4【4】形名 (3)形名枝番について

2022/08/25

佐野

改訂 11

P.14【7】外観

2022/05/20

佐野

改訂 10

P.22【10】認証番号についての説明を追記。

2020/09/25

山下

改訂 9

溝口

改訂 8

2019/10/04

山下

改訂 7

2019/07/25

山下

改訂 6

2019/04/03

榊原

改訂 5

2019/03/12

山下

改訂 4

P.4 【2】特徴
P.4 【4】型名
P.5 【5】仕様（８）停電補償
P.18【8】接続（５）／（６）

山下

改訂 3

接点入力 ON 時間計測をする事を明記。
項目タイトルを『型名』から『形名』に変更。
接点入力 ON 時間値は補償対象なことを明記。
【9】通信（１）／（２）に項目№変更。
大項目№追加に伴い以降の№を調整。
中継器を介した LoRa 通信の動作を追記。

P.13【6】(3) DC 電源の端子構成に対する記述追加
P.5 【５】（１）アナログ入力部 その他として最大値・最小値・平均値仕様を追記。
P.14【８】（１）接続図のセンサイラストを変更。
P.6 【５】（４）無線通信説明文変更
P.18（５）無線通信での接続
誤記修正
P.21【９】
説明文変更
P.4【４】型名

注意事項追記P.18 （５）－１ 注釈
P.21【１２】特記事項
P.4 【１】概要
P.5 【５】（１）アナログ入力部

削除
追加
文章修正
誤記修正,基準精度、温度変動 修正
計測範囲項目,足切り,測範囲外エラー説明追記
誤記修正
誤記修正
誤記修正
接点出力端子の試験を追記
接点出力端子の試験を追記
誤記修正・アンテナ除外を明記
アンテナ場外を明記
アンテナ付質量である事を明記
追加
図面差し替え
誤記修正
誤記修正
誤記修正
説明文変更
追加
文章変更、誤記修正

P.6
P.7

2018/11/26

センサ供給電源が DC5V の時の注意事項修正

説明文修正。

P.19【9】通信（１）－３
2020/02/12〃（４）無線通信〃（５）有線通信〃（７）押しボタンスイッチ
P.8 〃（１０）絶縁試験〃（１１）電圧試験〃（１３）衝撃〃（１４）振動P.9 〃（１７）質量〃（１８）消費電力P.10【６】外形・取り付け寸法：
P.15【８】（２）信号変換器との接続
P.16 〃 （３）センサ機器との接続
P.17 〃 （４）二線式伝送器との接続
P.18 〃 （５）無線通信での接続
P.21【９】無線機器の設置について【１０】保証期間と保証範囲

承認
開発課'23.05.30
野村

Ｔ－５１６１８改訂１２

容

確認

作成

（ 3 ）

目次【１】概要 ..................................................................................................................................... 4【２】特徴 ..................................................................................................................................... 4【３】品名 ..................................................................................................................................... 4【４】形名 ..................................................................................................................................... 4【５】仕様 ..................................................................................................................................... 5（１）アナログ入力部 .................................................................................................................. 5（２）接点入力部.......................................................................................................................... 6（３）接点出力部.......................................................................................................................... 6（４）無線通信 ............................................................................................................................. 7（５）有線通信 ............................................................................................................................. 7（６）表示 .................................................................................................................................... 7（７）押しボタンスイッチ ........................................................................................................... 8（８）停電補償 ............................................................................................................................. 8（９）補助電源 ............................................................................................................................. 8（１０）絶縁試験.......................................................................................................................... 8（１１）電圧試験.......................................................................................................................... 8（１２）雷サージ耐性試験 ........................................................................................................... 8（１３）衝撃 ................................................................................................................................. 9（１４）振動 ................................................................................................................................. 9（１５）ケース ............................................................................................................................. 9（１６）使用条件.......................................................................................................................... 9（１７）質量 ................................................................................................................................. 9（１８）消費電力.......................................................................................................................... 9【６】外形・取り付け寸法 ......................................................................................................... 10（１）外形図：LoRa無線有りの場合 ......................................................................................... 10（２）外形図：LoRa無線無しの場合 ......................................................................................... 12（３）取り付け寸法 .................................................................................................................... 13【７】外観 ................................................................................................................................... 13【８】接続 ................................................................................................................................... 14（１）端子接続図........................................................................................................................ 14（２）信号変換器（電流出力）との接続 ................................................................................... 15（３）センサ機器（電圧出力）との接続 ................................................................................... 16（４）二線式伝送器との接続 ..................................................................................................... 17【９】通信 ................................................................................................................................... 18（１）無線通信での接続............................................................................................................. 18（２）有線通信での接続............................................................................................................. 20【１０】無線モジュールと認証番号について ............................................................................ 22【１１】無線機器の設置について............................................................................................... 22【１２】保証期間と保証範囲 ...................................................................................................... 23（１）保証期間 ........................................................................................................................... 23（２）保証範囲 ........................................................................................................................... 23【１３】注意事項 ........................................................................................................................ 23【１４】特記事項 ........................................................................................................................ 23

Ｔ－５１６１８改訂１２

（ 4 ）【１】概要
本装置は、４点の直流電流又は電圧計測に加え、４点の接点監視を１台で行うことができ、無線又は有線通信にて上位システムにデータ伝送を行うことができます。
無線通信の場合、IoT 向け無線技術（LPWA）の一つである LoRa(※)を使用します。
有線通信の場合、RS-485(Modbus)規格にて通信します。
※ 本装置は、LoRa Private で利用します。

【２】特徴
・４点の電流又は電圧計測が可能。
（チャンネル間絶縁）・本装置へ接続するセンサへの電源供給（DC5V または DC24V）が可能。
・４点の接点入力監視が可能（ON／OFF 状態監視と ON 回数カウント、ON 時間計測）
・無線（LoRa）又は有線(RS-485:Modbus)の通信にてデータ伝送が可能。
・１点の接点出力（無電圧 a 接点。機械式リレー）を搭載。

【３】品名
アナログ・接点信号変換器【４】形名（１）LoRa 無線有りの場合

ＨＬＲ－Ａ４Ｃ４－ ① ②（２）LoRa 無線無しの場合

ＨＲ－Ａ４Ｃ４－ ① ②（３）形名枝番について①
センサ供給電源

②
補助電源

5

DC5V

A

AC85～264V

24

DC24V

D

DC20～30V※センサ供給電源が DC5V の時利用可能な計測範囲は、0~1V、0~1.2V のみとなります。
上記以外の計測範囲でご使用の際は別途センサ供給電源が必要となりますので、ご注意ください。
※センサ供給電源が DC24V の時利用可能な計測範囲は、0~1V、0~1.2V、0~5V、0~10V、1~5V、1~10V、
0~20mA、4~20mA となります。

Ｔ－５１６１８改訂１２

（ 5 ）【５】仕様（１）アナログ入力部
項目
入力定格
計測範囲
センサ供給電源仕様
DC0～20mA 入力抵抗 100ΩDC0～10V 入力インピーダンス 10ｋΩ以上
不使用，0～1V，0～1.2V，0～5V，0～10V，
1～5V，1～10V，0～20mA，4～20mA
DC5V または DC24V を発注時指定
DC5V：DC5V±3%、150mA
DC24V：DC24V±5%、30mA±0.1％（周囲温度 23℃±2℃において）±0.5％（周囲温度 23℃±2℃において）計測範囲が0～1V，0～1.2V の時

0.5 秒以下150PPM/℃

温度変動
300PPM/℃
電源電圧変動サンプリング周期
サンプリング回数
演算方法
入力点数
その他

短絡保護付き計測範囲が0～5V，0～10V，1～5V，
1～10V，0～20mA，4～20mA の時

基準精度

応答時間

備考

AC85～264V、DC20～30V
0.2ms
500 回
加算平均
4点
最大値・最小値・平均値（加重平均）

入力 0→90%変化時
計測範囲が0～5V，0～10V，1～5V，
1～10V，0～20mA，4～20mA の時
計測範囲が0～1V，0～1.2V の時

チャンネル間絶縁付き
Ver.2.10 より対応

※ 入力１点につき、直流電流入力または直流電圧入力として使用します。
※ 入力の足切りについて
足切り設定が有効時、入力が下記の表に示す値以下になると、計測値をゼロとします。
足切り設定は、本装置の操作にて有効／無効を切り替えます。初期値は足切り無効です。
計測範囲
0～1V
0～1.2V
0～5V 及び 1～5V
0～10V 及び 1～10V
0～20mA 及び 4～20mA

足切り値
1V の 0.5%(0.005V)
1.2V の 0.5%(0.006V)
5V の 0.1%(0.005V)
10V の 0.1%(0.01V)
20mA の 0.1%(0.02mA)※ 最大値・最小値・平均値の計測について
・ 本機能は装置のソフトウェアバージョン 2.10 より対応しています。
・ 補助電源投入時 または ＳＷ操作や通信による最大・最小・平均値のリセット時を起点として計測します。
・ 平均値については、加重平均となります。
（現在の平均値＋最新値）÷２ の演算を 100ms 毎に行います。

Ｔ－５１６１８改訂１２

（ 6 ）※ 計測範囲外の入力をしたときの動作設定した計測範囲により、下記の最小値以下、最大値以上になると、LCD の表示及びランプにて、エラー出力します。
計測範囲
0～1V
0～1.2V
0～5V
0～10V

最小値(-3%)-0.030V-0.036V-0.150V-0.300

最大値(115%)
1.150V
1.380V
5.750V
11.500V

計測範囲
1～5V
1～10V
0～20mA
4～20mA

最小値(-3%)0.880V
0.730V-0.60mA
3.52mA

最大値(115%)5.600V
11.350V
23.00mA
22.40mA（２）接点入力部
項目
仕様
備考
入力仕様
無電圧接点、オープンコレクタ入力
接点検出電圧・電流 DC24V・10mA(最大)ON 時間
10ms(最小)OFF 時間10ms(最小)
パルス間隔
20ms(最小)
入力点数
4点
コモン共通
※ 接点用内部電源はパルス入力用です。他製品の電源にはご使用できません。
※ パルス検出は立ち上がりエッジで行います。
※ ON 状態が 10ms 以上持続で１パルスとしてカウントします。
※ ON 状態が 10ms 以上持続した状態で、本体の補助電源が停電してもパルスとしてカウントします。
※ ON 状態で本体の補助電源を投入してもパルスとしてカウントしません。

（３）接点出力部
項目
出力仕様
接点容量(定格負荷)

電気的寿命

機械的寿命

仕様
無電圧リレーa 接点
AC250V 5A DC30V 5A DC100V 0.5A
AC250V 3A(抵抗負荷)10万回以上
DC 30V 3A(抵抗負荷)10万回以上
AC250V 5A(抵抗負荷) 8万回以上
DC 30V 5A(抵抗負荷) 8万回以上
DC100V 0.5A (抵抗負荷) 8万回以上
AC250V 2A (誘導負荷)10万回以上
DC 30V 2A (誘導負荷)10万回以上
2000 万回以上(開閉頻度 18000 回/h)

出力方式
連続 ON/OFF
ON 時間
100ms（最小）OFF 時間100ms（最小）
出力点数
1点※ 本体の補助電源が停電した場合、接点出力は OFF になります。
※ 本体の補助電源が投入した場合、接点出力は OFF から始まります。
停電前の状態には戻りません。

Ｔ－５１６１８改訂１２

備考

（ 7 ）（４）無線通信
項目
周波数
変調方式
通信方式

最大送信電力仕様
920MHz 帯
LoRa 変調（スペクトラム拡散）
独自プロトコル通信
約 537bps
約 3125bps
20mW (+13dBm)

最大通信距離見通し約 5km

最大転送速度備考

本体 Ver.2.00 以降
設置環境により通信距離が変動します。

920MHz 帯特定小電力無線を採用
その他(工事設計認証取得済モジュールを内蔵しており、日本国内のみ使用が可能です。)※ 本体バージョンが 2.00 以降と 2.00 未満を混在して通信を行う場合はネットワークキーを無効（0000 に設定）にしてください。
ネットワークキーを無効にすると最大転送速度は約 537bps になります。

（５）有線通信項目
インターフェース
通信速度
同期方式

仕様
RS-485 準拠
9600bps・19200bps 選択
調歩同期方式（非同期式）
ポーリングセレクション方式
通信制御方式(半二重モード)
伝送モード
Modbus RTU 準拠
スタートビット：1bit
データ長
：8bit
データ形式
パリティビット：無し、奇数、偶数
ストップビット：1bit、2bit
通信局番0x01～0xF7
終端抵抗
100Ω(端子部結線で挿入可能)
伝送距離
約 1000m
絶縁あり※ 詳細は、別途通信仕様書をご参照ください。

備考
初期値：9600bps

初期値：無し初期値：1bit
初期値：0x01

（６）表示
項目
液晶表示器
POWER ランプ
ERR ランプ
RD ランプSD ランプ
CH1～4 ランプDI1～4 ランプ
DO ランプＴ－５１６１８改訂１２

仕様
２０文字×２行
動作中表示用
機器異常用
受信確認用（有線・無線共用）
送信確認用（有線・無線共用）
アナログ入力 1～4 の状態表示
接点入力 1～4 の状態表示
接点出力の状態表示

備考
緑
赤
緑
緑
緑
緑
緑

（ 8 ）（７）押しボタンスイッチ
項目
DISP.
MODE
∧
∨
SET

仕様
液晶表示・ランプの ON/OFF 切替
表示切替や設定変更時に使用表示切替や設定変更時に使用表示切替や設定変更時に使用表示切替や設定変更時に使用

備考（８）停電補償
カウントした接点 ON 回数、測定した接点 ON 時間及び各種設定値を
不揮発性メモリで記憶します。

（９）補助電源
定格AC100/200V
DC24V

入力範囲
AC85～264V（50/60Hz 共用）
DC20～30V

備考（１０）絶縁試験
絶縁試験
電気回路端子一括
補助電源端子一括
RS-485 通信端子一括
接点入力端子一括
接点出力端子一括
各アナログ入力端子一括⇔ E 端子DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ以上⇔ 他回路端子一括･E 端子 DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ以上⇔ 他回路端子一括･E 端子 DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ以上⇔ 他回路端子一括･E 端子 DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ以上⇔ 他回路端子一括･E 端子 DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ以上⇔ 他回路端子一括･E 端子 DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ以上（１１）電圧試験
電圧試験
電気回路端子一括
補助電源端子一括
RS-485 通信端子一括
接点入力端子一括
接点出力端子一括
各アナログ入力端子一括⇔ E 端子AC1500V⇔ 他回路端子一括･E 端子 AC1500V⇔ 他回路端子一括･E 端子 AC1500V⇔ 他回路端子一括･E 端子 AC1500V⇔ 他回路端子一括･E 端子 AC1500V⇔ 他回路端子一括･E 端子 AC 500V

50/60Hz50/60Hz50/60Hz50/60Hz50/60Hz50/60Hz

1 分間
1 分間
1 分間
1 分間
1 分間
1 分間

（１２）雷サージ耐性試験
電気回路端子一括※ アナログ入力端子は除く。

Ｔ－５１６１８改訂１２

雷サージ電圧⇔ E 端子
電圧波形 1.2/50μs、全波電圧 ±6kV

（ 9 ）（１３）衝撃取付け面を含む互いに直角な３軸を選び、大きさ 490m/s2 の衝撃を
各正逆方向に各３回、合計１８回加えて試験※ アンテナを除く（１４）振動
振動数
変位振幅
掃引回数
掃引速度
振動の方向
※ アンテナを除く

10Hz～55Hz～10Hz
0.15mm
5回
1 オクターブ/分変換器を使用姿勢に固定した状態で鉛直方向（１５）ケース
材質色（１６）使用条件
使用条件
使用温度
使用湿度
標高
設置
その他

PC/ABS 樹脂
黒色

難燃性 UL94V-0

条件－10～55℃(24 時間の平均 35℃以下)（保存温度－20～70℃）
10～90％RH（結露無きこと）（保存湿度 10～90％RH）
1000ｍ以下
屋内に設置してください。
直射日光のあたらない場所に設置してください。
塵埃の少ない場所に設置してください。
腐食性ガスのある場所では使用しないでください。
ご使用の場合は弊社に御相談ください。

（１７）質量LoRa 無線有りの場合
LoRa 無線無しの場合

約 370ｇ（アンテナを含む）
約 350ｇ（１８）消費電力
定格
消費電力
突入電流
AC100V 15.0VA(接点入出力が全て ON の時)、7.2VA(接点入出力が全て OFF の時)
9.6A
AC200V 19.0VA(接点入出力が全て ON の時)、9.3VA(接点入出力が全て OFF の時)
19.7A
DC24V
8.5W(接点入出力が全て ON の時)、3.7W(接点入出力が全て OFF の時)
3.4A

Ｔ－５１６１８改訂１２

（ 10 ）

【６】外形・取り付け寸法（１）外形図：LoRa 無線有りの場合①本体とアンテナ

Ｔ－５１６１８改訂１２

（ 11 ）

②アンテナのみ

Ｔ－５１６１８改訂１２

（ 12 ）

（２）外形図：LoRa 無線無しの場合

Ｔ－５１６１８改訂１２

（ 13 ）

（３）取り付け寸法
スライドフックを引出し、ねじ止めする場合、下記の位置関係になるようにネジ穴を設けてください。

10 0

３－Ｍ４

72

【７】外観
アナログ入力端子

接点入力端子

有線通信端子

接点出力端子 補助電源端子 E 端子

・接点入力端子、接点出力端子、補助電源端子、E 端子は、M3.5 ネジ端子です。
・アナログ入力端子と RS-485 通信端子は、M2.5 ネジ（ヨーロッパ端子）です。
・取付は DIN レール（35mm）とネジ止めの両方に対応しています。
・補助電源が DC20V～30V の場合、補助電源端子の左側が＋、右側が－になります。

Ｔ－５１６１８改訂１２

（ 14 ）

【８】接続
（１）端子接続図例）アナログ入力 CH1
１Ｐ

＋

１ｉ

１＋

１－

100Ω

DC5V
／
DC24V
（※）
センサ電源

増幅絶縁回路※ センサ電源 DC5V と DC24V の選択は、発注時に形名にてご指定ください。

①電流出力機器と接続する場合
ご使用になる機器に合わせて、計測範囲に 0～20mA、4～20mA のいずれかを設定して
ください。
＋

ｎｉ
（ｎ＝１~４）センサ－

ｎ－②電圧出力機器と接続する場合
ご使用になる機器に合わせて、計測範囲に 0～1V、0～1.2V、0～5V、0～10V、1～5V、
1～10V のいずれかを設定してください。
＋

ｎ＋（ｎ＝１~４）センサ－

ｎ－③二線式伝送器と接続する場合
計測範囲に 4～20mA を設定してご使用ください。
＋

ｎＰ（ｎ＝１~４）センサ－

Ｔ－５１６１８改訂１２ｎｉ

（ 15 ）

（２）信号変換器（電流出力）との接続
熱電対変換器の接続例
熱電対変換器
弊社製 TRP-K1T-2A

出力信号(＋)：①
出力信号(－)：②※

TRP-KIT-2A の補助電源が 24V の場合は、
HLR-A4C4 からの供給電流以上の電流が必要なので、HLR-A4C4 のセンサ電源を補助電源として使用しないでください。

＋

－

補助電源
AC85～264V
又は DC20～30V

変換器仕様
形式
用途
熱電対
測定範囲
出力
使用温度範囲
応答時間
供給電源

TRP-K1T-2A-D
温度
K(CA)-270～＋1370℃
4～20mA-10～+60℃
0.5 秒（0→90％）
DC24±10％※ 弊社製熱電対変換器は K(CA)熱電対、4～20mA 出力、DC24V 電源以外の仕様も扱っておりますが、
ここでは電流出力機器との接続の参考として上記形式・仕様のものをあげております。
他の変換器の仕様については弊社のホームページ（https://hakaru.jp）をご確認ください。

※ 二線式伝送器でない信号変換器（出力端子と電源端子が別になっている機器）を接続する場合、信号変換器の電源を、本装置のセンサ電源端子（CH1～4 の P 端子）から供給しないでください。

Ｔ－５１６１８改訂１２

（ 16 ）

（３）センサ機器（電圧出力）との接続
土壌水分センサとの接続例
土壌水分センサ
A･R･P 社製 WD-3-WET-5Y
データ線：赤白
体積含水率(VWC)：黒白
電気伝導度(EC)：緑白
温度(℃)： 緑
電源(＋)： 赤
電源(－)： 灰電源(－)： 黒

補助電源
AC85～264V
又は DC20～30V

センサ仕様
形式
用途
測定範囲
出力
動作温度
（精度保証）
応答時間
供給電源
消費電流
保護等級

体積含水率（VWC）
0～100%
0～1V

Ｔ－５１６１８改訂１２

WD-3-W-5Y
電気伝導度（EC）
0～7mS/cm
0～1V-40～+50℃
1.5 秒
DC 4.5～15V
40mA（typ）：9V 供給時
IP68 相当

土壌中温度（℃）-10～+50℃
0～1.2V（ 17 ）

（４）二線式伝送器との接続
温湿度計及び日射計との接続例
英弘精機社製 ML-02

日射計

出力－：黒
出力＋：白
＋

－

4～20mA
変換器

英弘精機社製 MC-11
日射計＋：１
日射計－：２
出力－：５
出力＋：６

温湿度計
Testo 社製 Testo6621：B01 出力
ｒＨ＋：３
ｒＨ－：４
Ｔ＋：５
Ｔ－：６

＋

－

補助電源
AC85～264V
又は DC20～30V

センサ及び変換器仕様
形式
testo6621
用途
温度
湿度
測定範囲
-20～+70℃
0～100%rH
出力4～20mA
4～20mA
動作温度-20～+70℃（精度保証）（0～+50℃）
指示値の 90%まで 15 秒以下
応答時間（風速 2m/s 時）
DC24V
DC24V
供給電源
±10%
±10%
消費電流
DC 20mA 以下
保護等級
IP65

Ｔ－５１６１８改訂１２

ML－02
日射
0～2000W/㎡
0～100mV-30～+80℃
1ms－－
IP67 相当

MC－11
アナログ変換0～100mV
4～20mA-40～+80℃（-20～+50℃）
1sec（99%）
DC 12～24V±10%
0.08～0.75W－

（ 18 ）

【９】通信（１）無線通信での接続（１）－１：HLR-A4C4 の RS-485 通信端子を使用しない場合
弊社製 IoT ゲートウェイ（HLR-GW-L）を親機とすることで、本装置のデータを収集しブラウザで計測データの確認や設定変更、FTP 経由での CSV ファイル収集が行えます。

LoRa 無線通信

要求
応答

Ethernet(有線 LAN)

IoT ゲートウェイ(HLR-GW-L)

本装置(HLR-A4C4)

パソコン等（１）－２：HLR-A4C4 の RS-485 通信端子を使用する場合
本装置の RS-485 通信端子を利用して、RS-485(Modbus)に対応した機器（主として弊社製変換器）を接続し、IoT ゲートウェイからデータ収集を行うことができます。
LoRa 無線通信

要求
応答

RS-485 通信

Ethernet(有線 LAN)

要求
応答

本装置(HLR-A4C4)

IoT ゲートウェイ(HLR-GW-L)

パソコン等

Modbus 通信機器
（弊社製電力変換器等）※ 対応する Modbus 通信機器については、IoT ゲートウェイ(HLR-GW-L)の仕様書または取扱説明書をご確認ください。
※ 本装置１台に接続できる RS-485 通信機器は、本装置を含め３２台です。
※ IoT ゲートウェイは本装置を介して、本装置に接続した RS-485 通信機器と１台ずつ通信します。
※ RS-485 通信機器の接続については、接続する機器の取扱説明書をご参照ください。

Ｔ－５１６１８改訂１２

（ 19 ）

（１）－３：IoT ゲートウェイとの通信間に LoRa 無線中継器(HLR-RPT)を介す場合① LoRa 無線中継器を使って通信する場合、IoT ゲートウェイに対してどの中継器にどの局番の子機をぶら下げるかの設定が必要になります。
② 本装置は IoT ゲートウェイの中継設定によらず、IoT ゲートウェイが出力した電波を必ず受信します。
③ IoT ゲートウェイは本装置を含めた子機と 1 台ずつ通信します。
この時、中継 ID も切り替えながら通信しており、中継 ID が一致した中継器だけが中継通信を行います。

子機 1
中継器 1
子機 2

IoT ゲートウェイ

中継器 2

子機 3

④ 本装置を含めた子機の応答は、IoT ゲートウェイで設定した中継器だけが電波を受信し中継通信を行います。

子機 1
中継器 1

IoT ゲートウェイ

子機 2
中継器 2

⑤ 中継器を通す設定にしても、電波状況により本装置の応答を IoT ゲートウェイが直接受信することがあります。

Ｔ－５１６１８改訂１２

（ 20 ）

（２）有線通信での接続
形名が HR-A4C4 の時、Modbus 通信のスレーブ機として、本装置をご利用いただけます。
（２）－１：屋内配線で接続する場合
ターミネータ接続

ターミネータ接続
SL を１点接地（２）－２：屋外を経由して接続する場合

ターミネータ接続
注：RS-485 信号線には通信用 SPD（サージ防護デバイス）を装着してください。

SL を１点接地

Ｔ－５１６１８改訂１２

SPD

ターミネータ接続SPD（ 21 ）

（２）－３：注意事項
・通信ケーブルには、シールド付きツイストペアケーブルを使用してください。
・通信線の両端には、ターミネータ（終端抵抗）を接続してください。
・通信ケーブルのシールド線（SL）は、１点を接地（D 種）してください。

禁止事項（次の様な接続はしないでください）

ループ配線をしないでください。

分岐配線しないでください。

SPD 接続例
本装置がボックスに１個の場合本装置がボックスに複数個の場合

SPD

SPD

50cm 以内

注意事項：SPD と本装置間は 50cm 以内で設置してください。

Ｔ－５１６１８改訂１２SPD

（ 22 ）

【１０】無線モジュールと認証番号について
本製品に搭載されている無線モジュールは、電波法に基づく工事設計認証を受けています。
本製品を国内で使用するときに無線局の免許は必要ありません。

警告

以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。
• 無線モジュールやアンテナを分解／改造すること。
• 無線モジュールに直接印刷されている証明マーク・証明番号、
または貼られている証明ラベルをはがす、消す、上からラベルを貼るなどし、見えない状態にすること。

本製品に搭載されている無線モジュールの認証番号は下記の通りです。
項目
形式又は名称
電波法に基づく工事設計認証における認証番号

内容
ＲＭ－９２Ａ
００１－Ａ０７３８１【１１】無線機器の設置について（１）弊社の LoRa 無線機は、見通しで 5km 程度の通信ができますが、設置環境により通信距離は変動します。必ずご使用前に通信確認を行ってください。
（２）弊社の LoRa 無線機は、受信強度（RSSI）を表示する事が可能です。
RSSI が安定して-110dBm 以上になる場所に設置してください。
（３）下記の場合、電波が減衰したり、通信異常になる場合があります。
①屋外を経由して通信する場合において、降雨時または降雪時。または雷が発生している場合。
※ 強風（雨や雪、飛来物を伴わない）が通信に影響することはありません。
②アンテナに異物が付着している場合。アンテナが正常に接続されていない場合。
③装置の電波を妨げる物体または電波が存在する場合。
※ 通信正常時に-110dBm 以上の受信強度があっても、装置間に存在する物体の移動や、弊社装置以外の無線機による電波の出力などにより、一時的に通信異常になる可能性があります。
（４）弊社の LoRa 無線機を複数のセットで使用する場合、各セットで同じグループ番号と異なる
ネットワークキーを設定し、機器間は 5m 以上離して設置してください。

Ｔ－５１６１８改訂１２

（ 23 ）

【１２】保証期間と保証範囲
本製品の品質は、下記の通り保証させていただいております。
万一不具合な点がございましたら、お買い上げの販売店又は弊社にお申し付けください。
（１）保証期間
ご注文主のご指定場所に納入後１カ年とします。
（２）保証範囲
保証期間中に弊社の責により故障が発生した場合は、弊社の責任において修理又は交換を行います。
本製品は一般産業用途向けです。保証は日本国内においてのみ有効で、次に該当する場合は保証の範囲外とさせていただきます。
①使用状態が正常でない場合（取扱説明書に基づく使用でない場合）②弊社以外の改造または修理による場合③運搬、落下などによる場合④天災、災害などによる場合
尚、ここで言う保証は製品のみの保証であり、製品の故障により誘発される損害についてはご容赦いただきます。
正常な使用で故障した場合、保証期間内において無償修理させていただきます。

【１３】注意事項
本製品は一般的な計測装置です。特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途（航空・宇宙用・海底中継器、原子力制御シス
テム、交通機器、医療機器、安全装置等）にご使用をお考えの際は、事前に弊社営業窓口までご相談ください。

【１４】特記事項
本製品は無線機器としてデータ収集・モニタリング・お知らせ機能に特化した製品です。
機器制御・動力制御・起動制御等には絶対に使用しないでください。
また、本製品について、機器の故障や、無線による通信不到達に起因して起こった付帯機器の破損・火災・事故等に関して、当社は一切責任を負いません。

Ｔ－５１６１８改訂１２