標準仕様書 型式：MS5301
絶縁２出力 熱電対温度変換器

MS530051

概要5

熱電対入力信号を各種直流信号に変換するプラグイン構造の絶縁２出力 熱電対温度変換器です。

<85型 式 コ ー ド

ＭＳ５３０１ -□-□□□＿
145.5

型式(mm)

供給電源
Ａ: AC 100～ 240V (50～ 60Hz)
Ｄ: DC 24V
Ｐ: DC 100～ 240V
入力信号
Ｋ: Ｋ熱電対
Ｅ: Ｅ熱電対
Ｊ: Ｊ熱電対
Ｔ: Ｔ熱電対
第 1 出力信号
Ａ: 4 ～ 20mA DC
Ｄ: 0 ～ 20mA DC
Ｚ: 指定電流信号

仕●電

Ｂ: Ｂ熱電対
Ｒ: Ｒ熱電対
Ｓ: Ｓ熱電対
Ｎ: Ｎ熱電対
０: 上記以外
１ : 0 ～ 10mV DC
２ : 0 ～ 100mV DC
３ : 0 ～ 1V DC
４ : 0 ～ 10V DC
５ : 0 ～ 5V DC
６ : 1 ～ 5V DC
３Ｗ: ± 1V DC
４Ｗ: ±10V DC
５Ｗ: ± 5V DC
０ : 指定電圧信号

第 2 出力信号
第 1 出力信号のコードと同じ☞第1出力信号が電圧出力の場合、第2出力信号は電流出力のご指定はできません。

☞2 出力共 4～20mＡの場合、出力負荷は第１出力 550Ω以下、第 2 出力 350Ω以下となります。

☞バーンアウトは、上昇が標準となります。

オプション
未記入： なし／Ｄ ： バーンアウト下降／Ｋ ： 高速応答型 （10ms 以下:0～90%）／Ｘ ： 特注*特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

ご 発 注 時 指 定 事 項･型式コード(測定温度範囲)(例)MS5301-A-KAA/DK(0～500℃)*温度ﾚﾝｼﾞのご指定は min.10℃単位でご指定下さい｡
その他ご指定例･入力“0”時MS5301-A-0AA(WRe5-26 0～2000℃)･出力“0”時MS5301-A-K60(0～500℃/出力 2～5V)･ｵﾌﾟｼｮﾝ“X”時 MS5301-A-KAA/X(0～500℃/ﾊﾞｰﾝｱｳﾄ時間500ms 以下)･ｵﾌﾟｼｮﾝ複数時は､ｺｰﾄﾞ記号を続けてご指定下さい｡(/KX)

源様部

許 容 電 圧 範 囲 AC100～240V : AC85～264V（47～63Hz）
DC24V : DC24V±10%
DC100～240V : DC85～264V
電 源 感 度 各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
電 源 ヒ ュ ー ズ 160mA ヒューズ
最大消費電力電源
AC100～240V DC24V
DC100～240V
約 6.5VA / 約 1.8W / 約 6.0W

●入力部

入 力 抵 抗 通電時：1MΩ以上（停電時：1MΩ以上）
許 容信号 源抵 抗 1kΩ以下
入 力 許 容 電 圧 30V DC max. 連続冷 接点補 償方 式 感温素子を変換器に内蔵
冷 接点補 償精 度 ±0.5℃以内（25℃±15℃）
リ ニ ア ラ イ ザ アナログ方式内蔵（最大６折線）
製作可能範囲
ご指定がない場合最新の JIS に基づいて製作いたします。
＜標準仕様＞（入力 0%時の温度=0℃）
K
Ｅ
Ｊ
Ｔ
Ｂ
Ｒ

0～ 100℃から 0～1350℃までの 50℃刻み(例 K 0～350℃)
0～ 100℃から 0～1000℃までの 50℃刻み(例 E 0～150℃)
0～ 100℃から 0～ 800℃までの 50℃刻み(例 J 0～550℃)
0～ 100℃から 0～ 400℃までの 50℃刻み(例 T 0～250℃)
0～1200℃から 0～1800℃までの 100℃刻み(例 B 0～1700℃)
0～ 400℃から 0～1700℃までの 100℃刻み(例 R 0～1400℃)＜準標準仕様＞熱電対

測定温度範囲（℃）(＋)バイアス（入力スパンの）(－)バイアス（入力スパンの）K-200～+1370
5 倍まで
1 倍まで
Ｅ-200～+1000
3 倍まで
0.5 倍まで
Ｊ-200～+12005 倍まで
0.5 倍まで
Ｔ-200～+ 4002 倍まで
0.5 倍まで
Ｂ
0～ +1820
5 倍まで―Ｒ- 50～+1760
10 倍まで制限なし
Ｓ- 50～+1760
10 倍まで制限なし
Ｎ-200～+1300
5 倍まで
0.5 倍まで（例1）K-100～400℃⇒入力スパン 500℃、バイアス-0.2 倍（例2）J 300～400℃⇒入力スパン 100℃、バイアス+3 倍☞入力スパン ：3mV 以上☞測定温度範囲が 0℃未満から始まる場合は、部分的に精度が落ちることがあります。
☞B 熱電対の場合は、600℃未満は精度保証外となります。
☞測定温度範囲またはバイアス条件を逸脱する仕様に関しましては特注仕様となります。

MS5301 仕様書 Rev.1.5(MQDDK-110707)

Page:

1/2

標準仕様書●出力

型式：MS5301

絶縁２出力 熱電対温度変換器部

最大出力負荷電圧出力(DC)
1V スパン以上
10mV
100mV
電流出力(DC)
4～20ｍA 1 出力
4～20ｍA 2 出力

Ｓ Ｗ Ｃ 対 策 ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
動 作 環 境 温度：-5～55℃
湿度：5～90%RH（結露のないこと）
保 存 温 度 -10～60℃

2mA 以下10kΩ以上100kΩ以上
750Ω以下第１出力 550Ω以下
第 2 出力 350Ω以下●取 付 ・ 形 状
壁取付、DIN レール取付共用
垂直0.78～1.18[N・m] *推奨値
M3.5 ネジ端子接続
W51×H85×D145.5mm（ソケット端子台含む）
量 本体 200g 以下、ｿｹｯﾄ端子台 80g 以下

取 付 方 法取 付 姿 勢ﾈｼﾞ締め付けﾄﾙｸ
配 線 方 法外 形 寸 法ゼ ロ 点 調 整 範 囲 スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)
ス パ ン 調 整 範 囲 スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)
バ ー ン ア ウ ト 標準：上昇（下降はオプション仕様となります。）
製作可能範囲
電流信号
電圧信号
出力範囲(DC)
0～20mA-10～10V
出力スパン(DC)4～20mA
10mV～20V
出力バイアス
0～100%-100～100%

質●材質

本体ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
ソケット端子台端 子 ネ ジ
基板
防 湿 処 理*電流出力信号の場合、0.1mA未満の出力は精度保証外となります。
（例 1）4～20ｍA⇒出力スパン 16ｍA、バイアス 25%（例 2）-1～4V⇒出力スパン 5V、バイアス-20%

端子配置図、信号割付●基 準 性 能変換

精ABS 樹脂（UL-94V-0）
ABS 樹脂（UL-94V-0）
鉄/亜鉛メッキ三価クロメート処理
ガラスエポキシ（FR-4：UL-94V-0）
HumiSeal® 1A27NSLU（ポリウレタン樹脂）

度±[ｽﾊﾟﾝの 0.1%＋0.5℃{感温素子精度}＋リニアライズ精度]以内（25℃±5℃にて）*リニアライズ精度は入力スパンにより変わります。

入力スパン精度（%）
JIS K 0～ 300℃
0.1
JIS J 0～ 200℃
0.15
JIS E 0～ 600℃
0.25
JIS S 0～1000℃
0.25①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪

入力スパン精度（%）
JIS K 0～ 600℃
0.15
JIS E 0～ 200℃
0.15
JIS R 0～1600℃
0.5
JIS T 0～ 300℃
0.25

10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
160ms 以下(0～90%)@100%ｽﾃｯﾌﾟ入力
100dB 以上（500V AC，50/60Hz）

温応
C
信度
答
M号

特速R
絶性度
R縁絶縁

抵

抗 100MΩ以上（@500V DC）

入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間
絶縁入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間

耐電＋ OUTPUT 1－ OUTPUT 1
N.C.
N.C.
T.C. ＋T.C. －P（＋）
POWER
N（－）
GND
＋ OUTPUT 2－ OUTPUT 2

圧 入力－[第1 出力、第2 出力]－[電源、大地]各間：2000V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
電源－大地間：2000V AC 遮断電流 5mA 1 分間
第 1 出力－第 2 出力間：500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間

ブ ロ ッ ク 図
ﾘﾆｱﾗｲｻﾞ
Z熱電対S

入力信号＋ ⑤増幅回路

入力信号－ ⑥CJ

絶縁回路

絶縁回路

第 1 出力回路

絶縁回路

第 2 出力回路① 第 1 出力信号＋② 第 1 出力信号－

センサ
供給電源

P(＋) ⑦
N(－)⑧

GND

電源回路

⑩ 第 2 出力信号＋⑪ 第 2 出力信号－⑨※HumiSeal®は Chase Corporation の登録商標です。
MS5301 仕様書 Rev.1.5(MQDDK-110707)

Page:

2/2