取扱説明書
エアマットレス

ここちあ結起シリーズ（３Ｄタイプ：KE-93＊＊S）
保証書付
7F09842400A6

まえがき
このたびは、エアマットレス：ここちあ結起シリーズ（以下、エアマットレス）をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。
この「取扱説明書」には、エアマットレスを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。
●このエアマットレスをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
●このエアマットレスを使用する方ばかりでなく、付き添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
●この「取扱説明書」はお読みになった後でも、いつでも見られる場所に保管してください。
●お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
●動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
●ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合せください。
●このエアマットレスは日本国内専用です。海外では電源電圧が異なるため使用できません。

もくじ
1 使用目的…………………………………………………………… 1
2 各部の名称と部品の確認………………………………………… 2・3
3 安全に使用するための注意事項………………………………… 4～10
4 機能………………………………………………………………… 11～14
5 設置について
1. ベッドリンクケーブルとベッドの配線（ベッドリンク機能を使用する場合のみ）… …………………………………………15～30
2. マットレス本体の設置… ………………………………………………………………31
3. ポンプ本体の設置… ……………………………………………………………………32～36
4. 電源コードの配線と接続… ……………………………………………………………37～40

6 使用方法
1. 操作パネルの名称と機能… ……………………………………………………………41
2. 使用開始前の操作… ……………………………………………………………………42
3. シーツのかけかた… ……………………………………………………………………43
4. 寝位置のあわせかた… …………………………………………………………………43
5. 各機能の操作方法… ……………………………………………………………………44～56
6. CPR機能の使いかた……………………………………………………………………57

7 お手入れと点検
1. お手入れ… ………………………………………………………………………………58～61
2. 点検… ……………………………………………………………………………………62～65

8 故障かな？と思ったら…………………………………………… 66～70
9 長期保管・輸送と廃棄について… ……………………………… 71・72
 仕様………………………………………………………………… 73
 適合品… …………………………………………………………… 74・75
 アフターサービスについて………………………………………… 76

1 使用目的■ここちあ結起シリーズはポンプ内蔵型のエアマットレスであり、医療施設・高齢者施設やご家庭で療養される際に、身体にかかる圧力を分散させることを目的に作られています。

1

2 各部の名称と部品の確認■マットレス本体とポンプ本体が入っていた梱包材（段ボール・ビニール袋）は、 長期保管や輸送の際に使用しますので、 大切に保管してください。（71ページ参照）＜マットレス本体＞
表
製品ロゴ
警告印字
スナップボタン
寝位置表示
スナップボタンマットレス幅表示

ポンプ位置マーク…ボトム幅83㎝用…ボトム長さ191㎝用…ボトム幅91㎝用…ボトム長さ191㎝用

ここに製品コードを記載しています。

CPRラベル…ボトム幅83㎝用…ボトム長さ180㎝用…ボトム幅91㎝用…ボトム長さ180㎝用

側地（トップカバー）
色：薄紫※内側にウレタンフォームが入っています。

表

ファスナー
エアセル
ファスナー

送風チューブカプリング（上・下）※上・下の刻印あり※カプリング
（下）
の色：白色

CPRタグ

裏

ポンプ本体
設置位置

ポンプ留め

滑り止め
ベッドリンクケーブル通し穴

3Dセル
側地（ボトムカバー）
電源コードガイド（面ファスナー）※このエアマットレスには表・裏・頭側・足側があります。 印刷がある面を表にし、 CPRラベルが使用される方の足側に来るように設置してください。

2

2 各部の名称と部品の確認＜ポンプ本体・操作パネル＞

確認ラベル

機種タイプ識別ラベル

カプリング差込口
※
（白色）

ポンプ本体
安全ラベル

製品識別表示ラベル（底面に貼付）

安全ラベル

E921Hーーーーーーー0014A
0000000 00001

電源コード

AC 100V
50/60Hz
10W

ケーブルクランプ＜ポンプ本体を逆さまにした状態＞
差込口（HAND）のキャップ※操作パネル接続時以外は外部通信用コネクターのキャップ取外さないでください。
※取外さないでください。

安全ラベル※裏面に貼付
操作パネル

差込口
（BED）
のキャップ
※ベッドリンクケーブル
接続時以外は取外さないでください｡

キャップ×2フィルターケース・フィルター

マーキングバンド
KE-9＊＊HS/RS:黄色
KE-9＊＊QS：茶色

マーキングバンド
KE-9＊＊HS/RS:黄色、KE-9＊＊QS：茶色

コードクリップ×1

ベッド配線用クランプ×２

取扱説明書（本書）×1＜ベッドリンクケーブル＞※別梱包※ベッドリンクケーブルはご使用になるベッドにより適合品が異なります。詳しくは16ページを参照してください。

面ファスナー（白）×１

面ファスナー

警告ラベル

プラグ（ベッド側）

面ファスナーＡタイプ（E92CQ）

KE-9＊＊RS/QS用面ファスナー

警告ラベル

プラグ（ベッド側）

プラグ（ベッド側）
プラグ（ポンプ側）

プラグ（ポンプ側）
面ファスナー
（黒）
×２

警告ラベル

Ｂタイプ
（E92CQ）

3

プラグ（ポンプ側）Ｃタイプ（E92CH）
KE-9＊＊HS用

3 安全に使用するための注意事項■必ずご使用の前にこの「安全に使用するための注意事項」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度に応じて「 警告」と「 注意」の二つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
ま ひ

けい

こく

警 告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

ちゅういこの表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

注 意※取扱説明書をお読みになった後は、 いつでも見られるところに必ず保管してください。
〔警告印字・安全ラベル・確認ラベル・CPRラベルについて〕●注意事項の中で、特に注意していただきたい項目をラベルなどにして下記の場所に印刷・貼付・縫い付けてあります。はがしたり傷つけたりしないでください。
・マットレス本体表面・ポンプ本体の上面と側面・操作パネルの裏面・電源コード・CPRラベル・CPRタグ
・ベッドリンクケーブル●警告印字・CPRラベルまたはCPRタグが傷ついたり、はがれたりした場合は、販売店から新しい側地（トップカバーまたはボトムカバー）を取寄せ、交換してください。
●安全ラベル・確認ラベルが傷ついたり、はがれたりした場合は、販売店から新しい安全ラベル・確認ラベルを取寄せ、貼り直してください。

※マットレス本体表面に印刷されています＜表＞※操作パネル裏面に貼付されています

4＜裏＞

3 安全に使用するための注意事項
けい

こく

警 告
■身体のはさまれに注意してください●ベッドサイドレールやベッド用グリップなどと一緒に使用される場合は、それらの製品やベッドと、エアマットレスのすき間に身体をはさまれてけがをしたり、圧迫されて窒息したりするおそれがあります。本製品は特性上沈み込みやすいので十分注意してください。

【３D機能使用時の注意点】
３D機能：ベッドの背ボトムが15° 以上のときに、
でん部の両側からエアセル（３Dセル）が膨らみ、でん部を横から包み込んで体圧を低減する機能。

■チューブ（ドレーン）などがはさまれないように注意
してください●エアマットレスとベッドやベッドサイドレール・ベッド
用グリップなどのすき間にチューブ（ドレーン）などがはさまれると、チューブ（ドレーン）などが抜けたり、つぶれたりするおそれがあります。
■身体の一部がベッドやベッドサイドレールなどのすき間に入った状態で、操作パネルを操作しないでください●すき間にはさまれて、けがをするおそれがあります。
●特に、予測できない行動をとると思われる方や体位を自分で保持できない方には十分注意してください。
■エアマットレスと組合せて使用するベッドなどは弊社が指定する適合品をご使用ください●指定以外の製品や他社製品と組合せると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などにより、けがをしたりエアマットレスが破損したりするおそれがあります。適合品については、74～75ページを参照してください。

３Dセル■マットレス幅方向の中央（左右の３Dセルの間）に寝てください●３Ｄセルの上に寝ると効果的に体圧分散できないだけでなく、３Ｄセルとベッドサイドレールなどとのすき間にはさまれてけがをしたり、圧迫されて窒息したりするおそれがあります。
●３Ｄセルの上に寝ると相対的にベッドサイドレールが低くなり、ベッドサイドレールを乗り越えやすくなるので注意してください。
■身体の一部が３Dセルとベッドサイドレールな
どとのすき間に入った状態で、操作パネルを操作しないでください●すき間にはさまれて、けがをするおそれがあります。
●特に、予測できない行動をとると思われる方や体位を自分で保持できない方には十分注意してください。
■ 乗り降りしたり端座位をとったりする際は、「しっかりモード」に設定してから３Dセルが膨
らんでいない状態で行い、滑り落ちに注意してく■乳幼児やお子様には使用しないでください●本製品は乳幼児やお子様向けには設計されていません。エアマットレスとベッドサイドレールなどのすき間に身体の一部がはさまれてけがをしたり、圧迫されて窒息したりするおそれがあります。

ださい●「しっかりモード」に設定後、次第に３Ｄセルの空気が抜け、でん部付近の両端の盛りあがりが平らに戻り、エアマットレス全体が硬くなります。３Ｄセルが膨らんでいる状態で行うと不安定になりやすく、また、移乗用具が適切に使用できずに、転落・転倒するおそれがあります。

■エアマットレスはベッドの幅・長さにあわせたものをご使用ください●ベッドの幅や長さにあわないエアマットレスを使用すると意図せぬすき間が発生し、はさまれてけがをする
おそれがあります。

■抑制帯は使用しないでください●使用する方の身体が締付けられて、けがをする
おそれがあります。
■ベッドサイドテーブルをベッドに設置している
ときはベッドの操作をしないでください●ベッド操作により３Ｄセルが膨らむときなどに身体が持ちあがり、３Ｄセルとベッドサイドテーブルとのすき間に身体がはさまれるおそれがあります。

5

けい

こく

警 告
■使用者体重の範囲外の方には使用しないでください●このエアマットレスの使用者体重は30～138㎏です。使用者体重未満の方や超える方が使用すると、効果的に体圧を分散できません。

■乗り降りしたり端座位をとったりする際には、転落・転倒に注意してください●ベッド（エアマットレス）へ乗り降りしたり端座位をとったりする際は、「しっかりモード」に設定
し、エアマットレス全体が硬くなってから行ってください。また、看護する方や付き添いの方などが身体を支えてあげるかベッド用グリップなどを持たせて滑り落ちないようにしてください。
●本製品は特性上沈み込みやすく、特にポンプ本体とマットレス本体の境目は段差になりやすいため十分
注意してください。

■複数の方が同時にエアマットレスに乗らないでくだ
さい●効果的に体圧を分散できず、床ずれが発生したり、エアマットレスが破損したりするおそれがあります。
■うつぶせ寝はしないでください●長時間うつぶせ寝をすると窒息するおそれがあります。

■ベッドサイドレール使用時もベッドからの転落に十分注意してください●ベッドサイドレールの上から身を乗り出して転落し、けがをするおそれがあります。
●このエアマットレスは、他のマットレスに比べ厚みがあるため、相対的にベッドサイドレールが低くな
り、ベッドサイドレールを乗り越えやすくなるのでご注意ください。

■ポンプ本体は手順に従い正しく設置してください。
また、ポンプ本体がマットレス本体に確実に接続・固定されていることを確認してください●誤った設置や接続・固定が不十分だと、正常に動作しなかったり空気が供給できなくなったりして効果
的に体圧を分散できず、床ずれが発生するおそれがあります。
●接続・固定が不十分だとポンプ本体が落下してけがをしたり、破損・変形したりするおそれがあります。また、破損によりショートして感電・火災のおそれがあります。
※正しい設置方法は32～36ページを参照してください。

■人が乗った状態での移動はしないでください●マットレス本体を移動する際は、人や重いものが乗っていない状態で移動してください。マットレス
本体の上に人や重いものが乗った状態で移動すると、人が転落してけがをしたり、マットレス本体が破損したりするおそれがあります。
■エアマットレスがベッドからはみ出して滑り落ちないように注意してください■表・裏・頭側・足側を正しく設置して使用してください●効果的に体圧を分散できません。

●ベッドの背あげをする際や使用する方がベッドから乗り降りする際に、エアマットレスがベッドからはみ出
すとエアマットレスが滑り落ち、使用する方が転落 ･転倒するおそれがあります。エアマットレスは特性上、重量が軽いので十分に注意してください。

■ポンプ本体に強い衝撃を加えたり、腰・膝などで人の荷重をかけたり、重いものを載せたりしないでください●ポンプ本体が破損･変形し、感電･火災のおそれがあります。

■エアマットレスの上で立ちあがったり飛び跳ねたりして、エアマットレスに衝撃を与えないでください●転落・転倒してけがをしたり、エアマットレスが破損したりするおそれがあります。

■マットレス本体とポンプ本体の接続部分に強い衝撃を加えないでください●マットレス本体とポンプ本体の接続部分へ、車いす・介護リフトなどを衝突させたり、膝・腰を乗せたりすると、カプリングが外れてエアマットレスから空気が抜け、効果的な体圧分散ができなくなるおそれがあります。

■エアマットレスは使用する方の容体にあわせて使用
してください●使用する方の容体によっては、エアマットレスの操作で容体を悪化させるおそれがあります。

6

3 安全に使用するための注意事項
けい

こく

警 告
■電源コードは正しく配線してください■電源プラグにほこりを付着させないでください（37～40ページ参照）●電源プラグの表面にほこり●間違った配線をすると、 手 ･ 足などが引っ掛かりけがが付着していると水分を含をするおそれがあります。また、 電源コードや電源
んで電流が流れ、ショート
プラグがベッドの可動部にはさまれて断線し、 感電・などにより、感電・火災の火災のおそれがあります。
おそれがあります。
■電源コードに足を引っ掛けないように注意してください●電源プラグの表面にほこりが付着している場合、乾いた布などでよく拭き取ってください。

●転倒してけがをするおそれがあります。
●電源コードが破損し、感電・火災のおそれがあります。

■電源プラグに無理な力を加えないでください●電源プラグが破損し、感電･火災のおそれがあります。

■コード類（電源コードなど）を傷つけないでください■電源プラグを抜く際は、電源プラグを持って抜いてください●電源コードのみを持って引き抜くとコードが傷んで、感電 ･ 火災のおそれがあります。

●コード類が破損し、感電･火災のおそれがあります。
・ベッドの可動部でコード類をはさまないようにしてください。
・コード類に重いものを置いたり無理な力を加えた
りしないようにしてください。
・ベッドでコード類を踏みつけないでください。
●傷んだコード類は修理（交換）を依頼してください。

■INTIME 1000シリーズ・INTIME 2000シリーズの場合は、マットレス止め（足側）とエアマットレスの間に、コード類（電源コード・操作パネルのケー
ブル・ベッドリンクケーブルなど）をはさまない
ように配線してください■電源コードはベッド（エアマットレス）への乗り
降りやベッドサイドテーブルを使用しない側に配線してください●コード類が破損し、感電・火災のおそれがあります。また、エアマットレスが故障する原因となります。

●電源コードに足を引っ掛けて転倒するおそれがあります。
●電源コードの破損などにより感電･火災のおそれがあります。
※電源コードの配線方法については37～40ページを参照してください。

■ポンプ本体や操作パネル・ベッドリンクケーブルなどの電装品の取扱いに注意してください●エアマットレスが誤動作してけがをしたり、故障の原因となったりします。また、ショートなどにより感電・火災のおそれがあります。
●ショートして感電したり、 故・踏みつけたり、押しつけたり、無理な力をかけた
障したりするおそれがありりしないでください。
ます。
・ぶつけたり傷つけたりしないでください。
・落としたり、コードを無理に引っ張ったりしな
いでください。
・水をかけたり濡れた手で触ったりしないでください。
●傷んだ操作パネルなどの電装品は、修理（交換）を依頼してください。

■電源プラグを濡れた手で抜き差ししないでください

7

けい

こく

警 告
■エアマットレスの電源は直接コンセントからとってください●コンセントや延長コードの容量を超える電気製品を同時に接続して使用すると、電源コードや電源プ
ラグが発熱して火災のおそれがあります。

■エアマットレスはベッド上に直接設置し、エアマッ
トレスの上にはシーツやマットレスパッド以外のものを敷かないでください●効果的に体圧分散できなくなるおそれがあります。
また、厚みが増すと、ベッドサイドレールを乗り越えやすくなり、使用する方がベッドから転落した
り、ベッドサイドレールとのすき間に身体をはさまれたりして、けがをするおそれがあります。

■ベッドリンクケーブルは正しく配線し、たるみは付属の面ファスナーで束ねてください（15～30ページ参照）●足を引っ掛けて転倒し、けがをするおそれがあります。 ■使用する方の体重にあわせて体重設定をしてください●体重設定が異なると、効果的に体圧が分散できず、
床ずれが発生するおそれがあります。
（体重の設定■操作パネルは所定の位置（ベッドサイドレール・
ベッドの足側のボード）の上部に操作面をベッド
方法は42・46ページを参照）の外側に向けて引っ掛けてください●所定以外の位置に引っ掛けたり、操作面をベッドの内側に向けて引っ掛けたりすると、操作パネルのボタンを誤って押すなどし、エアマットレスが思わぬ動きをしてけがをするおそれがあります。
●ベッドの可動部やベッドサイドレールなどにはさまれて断線し、エアマットレスが誤動作・故障する
おそれがあります。

■心臓マッサージなどの緊急対応が必要なときは、
CPR機能を使用してください（57ページ参照）●CPR機能を使用しないと迅速な処置ができなくなり、症状が悪化するおそれがあります。
■操作パネルの画面に強い衝撃を加えたり、鋭利なもので触れたりしないでください

・ ・■ポンプ本体をゆかに落としたり、壁などにぶつけた
りしないでください●操作パネルの画面が破損して、けがをしたり、感電したり、誤動作の原因となったりします。
●操作パネルの画面が破損して流出した液体（液晶）には触れないでください。
・液体が身体や衣服などに付いた場合は、石鹸などを使用して水で洗い流してください。特に、液体が目に入った場合は、医師の診察を受けてください。

●ポンプ本体が破損し、感電･火災の原因となります。
●ポンプ本体は、両手でしっかりと持ってください。
■操作が理解できないと思われる方（12歳以下のお子様や認知症の方など）に操作させないでください●操作が理解できないと思われる方が１人で操作パネルを操作した場合、誤ってエアマットレスとベッドやベッドサイドレールなどのすき間に身体がは ■エアマットレスを壁などに立てかけないでください
さまれてけがをしたり、効果的に体圧を分散でき ●エアマットレスが倒れて電装品が破損し、感電・火災のおそれがあります。
なくなり、床ずれが発生したりするおそれがあります。１人で操作パネルに触れる可能性がある場
合には、以下の方法により操作を制限し、誤操作 ■エアマットレスをMRIなどの強い電磁波環境に置
かないでくださいによる事故を未然に防いでください。
※操作パネルのボタンロックボタンを３秒間押し、 ●エアマットレス誤動作の原因となったり、エアマット
ロックしてください。
（設定方法は56ページをレスが故障したりする原因となります。
参照）●ボタンロックボタンで操作パネルをロックしている ■エアマットレスの上でタバコを吸ったりしないでく場合でも、もう一度ボタンロックボタンを３秒間押ださい
し続けることにより、ロックは解除され、操作パネ●火災などの原因となります。
ルが操作有効の状態に戻りますのでご注意ください。
意図せぬエアマットレスの動作により、けがをする
おそれがあります。

8

3 安全に使用するための注意事項
けい

こく

警 告
■被災したエアマットレスは点検・修理を依頼してく■水などをこぼさないでください
ださい●ポンプ本体や操作パネルなどの電装品に、水などをこぼさないでください。ショートして感電したり、 ●地震 ･ 火災 ･ 水害などで被災したエアマットレスは、
お買い上げの販売店またはここちあセンター（76
故障したりする原因となります。誤ってこぼしてしページ参照）まで点検 ･ 修理をご依頼ください。電
まった場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、装品のショートや漏電による感電 ･ 火災やエアマッ
販売店またはここちあセンター（76ページ参照）
まで
トレスの破損 ･ 変形による動作の異常によって、けご連絡ください。
がをするおそれがあります。
■ベッド（エアマットレス）付近では携帯電話などを使用しないでください■マットレス本体・ポンプ本体・操作パネル・ベッ
ドリンクケーブルは定期的に点検してください（62～65ページ参照）●エアマットレス誤動作の原因となります。
●やむを得ずエアマットレス付近で携帯電話などを使用する必要がある場合は、携帯電話などをポンプ本
体から30㎝以上離してご使用ください。

●使用の頻度や環境により、製品は摩耗・劣化します。
定期的に各モードの動作、破損の有無などを点検してください。摩耗 ･ 劣化した状態で使い続けると、思わぬけがをするおそれがあります。

■電気掛毛布などの電気機器を使用する場合は、以下の項目に注意してください■ベッド（エアマットレス）を搬送する際は、電源プ
ラグをコンセントから抜いてください●温度を40℃以下にしてください。エアマットレスのポンプ本体が発熱し、火災のおそれがあります。 ●電源プラグをコンセントに差したままベッド搬送す
また、エアマットレスの故障の原因となります。
ると、
電源プラグや電源コードが破損・断線して、感●ベッドのキャスターや可動部でコード類（電源コー
電・火災のおそれがあります。
ドなど）をはさまないように設置してください。
コード類が破損し、感電・火災のおそれがあります。 ■火気または温度の高いものを近づけないでください●ご使用になる電気機器の取扱説明書などで、安全な●エアマットレスの近くで、ストーブなどの熱器具を使
使用方法をご確認の上ご使用ください。
用しないでください。 変質・変形・発火などの原因●電気敷毛布など、身体の下に敷く電気機器は使用しとなります。
ないでください。
■側地や詰め物が汚れたり破損したりした状態では使用しないでください■お手入れは電源プラグを抜いて行ってください●誤動作によりエアマットレスが動作し、けがをする
おそれがあります。

●汚物や血液などの汚れは感染症を引き起こす原因となる場合があります。
●側地が破損した状態で使用したり、汚物や血液などが付着したりしたままだと、エアマットレス内部に染み込み、感染症などを引き起こす原因となる場合があります。汚物や血液などが付着した場合は、直ちに拭き取ってください。
●側地が汚れた場合は、「お手入れ」（58～59ページ参照）に従って、清拭消毒・洗浄してください。
●側地が破損した場合は、側地を交換してください。
交換方法などについては、ここちあセンター（76ページ参照）までお問い合せください。
●エアマットレス内部が汚れたり破損したりした場合は、販売店またはここちあセンター（76ページ参照）まで
ご連絡ください。

■電子治療器を使用するときは、電源プラグをコンセントから抜いてください●電子治療器（マイクロ波治療器、超短波治療器など）を同時に使用した場合、エアマットレスの故障や誤動作の原因となります。
■お客様による修理・改造はしないでください●思わぬけがや破損の原因となります。
■エアマットレスを初めて使用する際や長期保管後使用を再開する際は、本取扱説明書をよくお読みになり、エアマットレスの使用方法などを十分ご理解のうえ使用してください●誤操作するなどして、思わぬけがをするおそれがあ
ります。

9

ちゅう

い

注 意
■マットレス本体を落とさないでください●カプリングが破損するおそれがあります。

■エアマットレスを移動する際は、ポンプ本体を取外してください■側地のファスナーや面ファスナーが開いた状態では使用しないでください●開いているファスナーや面ファスナーから水分などが浸入すると、カビが発生するおそれがあります。

■保管の際は、ポンプ本体をマットレス本体から取外して保管してください●ポンプ本体が落下して、ポンプ本体が破損･変形するおそれがあります。

●接続状態で保管すると、ポンプ本体・マットレス本
体の破損の原因となります。
■体圧分散機能を確保するために、以下の点に注意※正しい保管方法は71・72ページを参照してくだ
してくださいさい。
●床ずれ予防は専門家にご相談ください。このエア
マットレスだけでは床ずれは予防できません。全
身的な管理（栄養状態の管理、基礎疾患の管理な ■ポンプ本体とエアセルのすき間に足の指などをはさまないように注意してくださいど）が必要です。床ずれ予防を行うにあたっては医師、看護師、介護相談員などの専門家にご相談 ●けがをするおそれがあります。
ください。
●このエアマットレスは、総合的な床ずれケアのた ■操作パネルの取外しは、ポンプ本体の電源プラグをめのひとつの道具です。体位変換を不要にするもコンセントから抜いた後に行ってください。また、のではありません。このエアマットレスの使用と取付ける際もポンプ本体の電源プラグを抜いた状態
並行して、体位変換などのケアを行ってください。
で行ってください■エアマットレスの上にものを載せた状態で動作させないでください●エアマットレスからものが落下し、破損の原因となります。
■マットレス洗浄機やオートクレーブ滅菌器・オゾン殺菌器・洗濯機などでは洗浄しないでください●エアマットレスや洗浄・殺菌設備などが変質・破損・劣化するおそれがあります。
■氷まくらや保冷剤などの冷却作用のあるものはエ
アマットレスに直接載せないでください●エアマットレスに急激な温度変化を与えると、内部で結露が起こることがあります。結露により、側地やエアマットレス内部が劣化するおそれがあります。

●ポンプ本体の電源プラグがコンセントに差込まれたまま操作パネルの取付け・取外しを行うと、操作パ
ネルやポンプ本体が破損するおそれがあります。
■エアマットレスの表面（ひょうめん）に針など鋭利なものを接触させたり、衣服のポケットに鋭利なものを入れた状態で使用したりしないでください●内部のエアセルが破損するおそれがあります。
■ベッドサイドレールやボードに操作パネルを引っ掛けた状態で、伝い歩きをする場合は注意してく
ださい●操作パネルのフックが破損するおそれがあります。

■スプレータイプの殺虫剤をエアマットレスに直接噴射しないでください●殺虫剤に含まれる溶剤によって、ポンプ本体などの樹脂部品などが破損・変色・溶解するおそれがあります。また、破損･溶解した部分で思わぬけがをするおそれがあります。
■空気を入れた状態のエアマットレスを無理に折り曲げないでください●破損･変形の原因となります。

10

4 機能
■このエアマットレスには以下の機能や設定モードがあり、エアセルの内圧を変化させることなどができます。
●使用可能な機能はマットレスの機種やモードなどにより異なります。14ページを参照してください。
●各機能の操作方法やモードの切替方法は、41～56ページを参照してください。
① 体重設定●使用される方の体重にあわせてエアセルの内圧を変更します。
※30～138㎏まで、１㎏単位で設定可能です。（初期設定は、50㎏）②圧設定●エアマットレス全体の内圧を変更します。
（KEｰ9＊＊HS/RSのみ） ※下記の３段階から選択できます。（初期設定は、 ふつう）
＋２
（硬め）
・＋１
（やや硬め）
・ふつう③ 圧切替機能●エアセルが３連切替で順次膨張収縮を繰り返し、身体にかかる圧力を順次開放します。
※ON/OFFを切替えることができます。（初期設定は、ON）
A B C

５分後

Ｃ収縮

A B C

膨張・収縮範囲

５分後

Ａ収縮

５分後

A B C

Ｂ収縮

●でん部のエアセルは２層構造式で、上部のみ圧切替します。

④しっかりモード●ベッドへの乗り降りや端座位をとったり体位変換を行いやすいように、 エアセルの内圧を上昇させます。（体重によらず、 同じ内圧になります）※ON/OFFの切替えができます。（初期設定は、OFF）※ONに設定しても、 60分経過すると自動的にOFFになります。
けい

こく

警 告
高

⑤ 背上げモード●使用する方の容体により使用時間を調整してください。通常より高いエアセルの内圧状態が続くことで効果的に体圧を分散できず、床ずれが発生する
おそれがあります。

圧●ベッド背あげ時にでん部の底づきを予防するため、 設定体重にあわせてエアセルの内圧を上昇させます。
※ON/OFFの切替えができます。（初期設定は、OFF）※ONに設定しても、 120分経過すると自動的にOFFになります。

けい

こく

警 告

●背あげ角度が30° より高い場合は背上げモードをONにしてください。また、使用する方の容体により、背あげ時間を調整してください。通常より高いエアセルの内圧状態が続くことで、効果的に体圧が分散されず、床ずれが発生するおそれがあります。

11

⑥ ベッドリンク●ベッドの背角度を自動的に読み取り、 エアセルの内圧をベッドの背角度に応じて自動的に調整します。
※ON/OFFの切替えができます。
※適合するベッドは16ページを参照してください。
●ベッドリンクケーブル 「E92CＱ-Bタイプ」 をご使用の場合、 ベッドの角度制限機能によりベッドの膝あげ角度の操作で背角度が変化した際の背角度
は、 読み取ることができません。再度背角度を操作してください。

⑦ やわらか機能●エアマットレス全体をやわらかくすることで、 接触面積を増加させます。
※ベッドリンクONではベッドの背角度30°未満の条件で、 ベッドリンクOFFでは背角度によらず機能します。
※ON/OFFの切替えができます。（初期設定は、OFF）

けい

こく

警 告
⑧３Ｄ機能

●やわらか機能は、使用する方の体圧分散状態などを確認し、医師や看護師の指示に従って使用してください。使用する方の体型やベッドリンクOFFで背あげした場合など、内圧が低下することでベッドのボトムに身体が接触（底づき）し、効果的に体圧が分散されず、床ずれが発生するおそれがあります。

●ベッドの背角度が１５°以上のときに、 でん部の左右からエアセル（3Ｄセル）が膨らみ、 でん部の接触面積を増加させ、 体圧分散効果を高めます。
※ベッドリンクON、 ベッドの背角度が15°以上の条件で機能します。
※ON/OFFの切替えができます。（初期設定は、ON）

3Dセル●3D機能をONに設定し、ベッドリンクONの場合、ベッドの背角度が15°以上になると、自動的に3Dセルが膨らみます。
⑨ ターボ運転●電源プラグを差込んだ際や、しっかりモードをONに切替えた際に、マットレスを高速で膨張させます。
※ON/OFFの切替えができます。（初期設定は、ON）●ターボ運転時は、ポンプの音が大きくなります。気になる方はターボ運転をOFFにしてください。

12

4 機能
⑩ 背あげ時の圧迫軽減機能●ベッドの背角度を20°以上にあげると、 高速で圧切替を行い、 ベッドの背あげ動作時に生じる上半身の圧迫を軽減します。
※ベッドリンクON時のみ使用可能です。
※ターボ運転のON/OFFに連動して稼動し、 ON/OFFの切替えができます。（初期設定は、ON）⑪ 除湿機能●エアマットレス内部に定期的に空気を送り出すことで、 エアマットレス内に浸透した湿気や熱を排出します。
※下記の３つの条件から選択することができます。（初期設定は、連続）・連続：時間制限なく稼動
・タイマー60分：60分間で自動的にOFF
・OFF：稼動しない⑫ 操作時明るさ設定 ●操作パネル操作時の画面明るさを、 下記の５段階から選択できます。
（初期設定は、ふつう）
・明るい ・やや明るい ・ふつう ・やや暗い ・暗い⑬ 待機時明るさ設定 ●操作パネルの待機時※）の画面明るさを、 下記の４段階から選択できます。
（初期設定は、ふつう）・常灯 ・明るい ・ふつう ・暗い※）待機時：操作パネルのボタンが３分以上押されず、自動的に画面が暗くなったとき。
●「常灯」の設定では、待機時に画面が暗くなりません。
●「常灯」以外の設定では、待機時の明るさは操作時より暗くなります。
⑭ 操作音設定●操作パネル画面操作時の操作音のON/OFFを選択できます。（初期設定は、ON）⑮ 設定リセット●エアマットレスの設定を初期状態に戻します。

⑯ バージョン情報●エアマットレスのソフトウエアのバージョン情報を表示します。

⑰ ボタンロック●操作パネルの操作ボタンを操作できない状態にします。

⑱ 停電対策機能●停電時は空気の排出を自動的に停止します。
※使用状況により異なりますが、２週間空気を保持することができます。ただし、 停
電中はエアマットレスの圧切替などの除圧効果や機能は働きませんので、 使用する方の状態に注意してください。
●電源復旧後は、停電前の設定が維持されます。
復旧後の機能維持の詳細につきましては、14ページの「電源OFF後の機能維持について」を参照してください。

13

■機種別エアセル内圧調整機能●エアマットレスの機種（品番）とベッドリンクのON/OFFにより使用可能な機能が異なります。使用可能な機能は以下の表をご確認ください。
エアマットレスの品番
ベッドリンク

体重設定
圧設定
圧切替機能
除湿機能
やわらか機能3D機能
ターボ運転
背上げ時の圧迫軽減機能
しっかりモード
背上げモードKE-93＊QS

KE-93＊HS/RS
ON

OFF

ON

OFF

○
○
○
○
○
○
○
○
○
×

○
○
○
○
○
×
○
×
○
○

○
×
○
○
○
○
○
○
○
×

○
×
○
○
○
×
○
×
○
○

※13ページの⑫～⑱は全機種で使用可能です。
■しっかりモード、背上げモード時に併用できる機能
しっかりモード、背上げモード時に併用できる機能は下表で○が付いた機能のみです。×が付いた機能とは併用できません。
※しっかりモード、背上げモードがOFFになると、エアマットレスの各機能の設定は、しっかりモード、背上げモードをONにする前の設定に戻ります。
しっかりモード

体重設定
圧設定（KE-9＊＊HS/RSのみ）
圧切替機能
除湿機能
やわらか機能3D機能
ターボ運転
背上げ時の圧迫軽減機能

×
×
×
×
×
×
○
×

背上げモード（ベッドリンクOFFのみ）
○
○
○
○
×
×
○
×

■電源OFF後の機能維持について●次の場合、各機能の設定は、運転停止・停電・電源プラグを抜いた直前の設定が維持されます。
・操作パネルのホーム／停止ボタンを３秒間押してエアマットレスの運転を停止した後、エアマットレスの運転を再開した場合
・停電後に電源が復旧した場合
・電源プラグを抜いてから差込んで再起動させた場合●下記の機能は、直前の残り時間が維持されます。
・除湿機能（タイマー60分を選択していている場合）
・しっかりモード
・背上げモード

14

5 設置について■エアマットレスの設置は、以下の手順で行ってください。
１．ベッドリンクケーブルとベッドの配線（ベッドリンク機能を使用する場合のみ）
２．マットレス本体の設置
３．ポンプ本体の設置
４．電源コードの配線と接続●低温・乾燥した環境では、静電気が発生するおそれがあります。設置する際や使用する際はご注意ください。

１.…ベッドリンクケーブルとベッドの配線（ベッドリンク機能を使用する場合のみ）■ベッドリンクケーブルを使用して、 弊社指定の適合するベッドにエアマットレスを接続することで、 背あげ角度に適した圧力設定を自動で行うことができます。（ベッドリンクON）※適合するベッド・ベッドリンクケーブルタイプ・配線パターンは、 16ページの表を参照してください。
●適合するベッドは、仕様の変更などにより変わる場合があります。製造年月などについてご不明
な点は、販売店または直接弊社までお問い合せください。
●ご使用にならないベッドリンクケーブルと面ファスナー（黒・白）は、なくさないように保管してください。
●ベッドリンクケーブルの取外しは、取付方法と逆の手順で行ってください。

けい

こく

ちゅう

い

警 告

注 意

●ベッドリンクケーブルは、Aタイプ・Bタイプを使用する場合は付属の面ファスナー（黒・白）で、Cタイプを使用する場合はベッドのクリップでたるみなくベッドに固定
してください。ご使用になるベッドの取扱説明書もお読みになり、コード類がはさまれやすいベッドの可動部をご確認のうえ、ベッドの可動部などではさまないように注意してください。足などを引っ掛けて転倒するおそれがあります。また、ベッドの可動部やベッドサイドテーブル・ベッドサイドレールなどに引っ掛かりベッドリンクケー
ブルが破損し、感電 ･ 火災のおそれがあります。
●ベッドリンクケーブルの配線は、マットレス本体とポンプ本体を接続・固定しない状態で行ってください。ポンプ本体を接続・固定した状態で配線すると、思わぬけがをしたり、ポンプ本体に衝撃が加わり、故障したりするおそれがあります。
●ベッドリンクケーブルを抜き差しする際は、無理な力を加えないでください。差込部などが破損し、感電 ･ 火災のおそれがあります。
●適合品のベッドによって、使用するケーブルタイプと配線パターンが異なります。
ベッドの品名 ･ 品番や製造年月と、使用するケーブルタイプと配線パターンを確認したうえで、エアマットレスとベッドを配線してください。ベッドやエアマットレスが故障したり、ベッドやベッドリンクが機能しなかったりするおそれがあります。

15

【適合するベッドとベッドリンクケーブルタイプ・配線パターン】
ベッドリンクケーブルタイプ

適合するベッド
アリウスシリーズICU／アリウスシリーズ
エスパシアシリーズ
カリストエールシリーズ
KA-60000シリーズ※2008年10月以降製造分
KA-85000シリーズ※2009年10月以降製造分
メーティスPROシリーズ
メーティスシリーズ※2008年６月以降製造分
ウッディー／ドージェシリーズ※2008年６月以降製造分
KA-5000シリーズ（78㎝幅は除く）※2008年６月以降製造分
アルデコラシリーズ
KA-7900シリーズ
楽匠Ｚシリーズ
介護用ベッド（KQ-60000シリーズ）
INTIME1000シリーズ
INTIME2000シリーズ
楽匠Ｓシリーズ（100㎝幅は除く）
楽匠シリーズ（KQ-8＊＊＊＊）
介護用ベッド（KQ-52＊0、
KQ-53＊0）
介護用ベッド（KQ-52＊01、KQ-53＊01）※手元スイッチの品番が以下のもの
2M：3F06171100A＊／3M：3F06171000A＊
介護用ベッド（KQ-52＊01、KQ-53＊01）※手元スイッチの品番が以下のもの
2M：3F09285200A＊／3M：3F09285400A＊
レントシリーズ
楽匠FeeZシリーズ
FeeZシリーズ
KRシリーズ（KR-8＊＊＊）
KRシリーズ（KR-8＊＊＊＊）
KRシリーズ（KR-8＊＊＊＊＊）
KR＋シリーズ

配線
パターン

適合マット

※1

Cタイプ
（E92CH）

KE-93＊HSaKE-93＊RS
Aタイプ（E92CQ）

b

Bタイプ（E92CQ）

KE-93＊QS

c
Aタイプ（E92CQ）

Bタイプ（E92CQ）
Aタイプ（E92CQ）

KE-93＊RSd※1 中継ケーブル（KE-92CC:別売）を併用します。配線方法は中継ケーブルに同梱されている取付手順書を参照してください。
●延長フレーム、延長マットレスは適合しません。
●3ページを参照して、各ケーブル品番のケーブルセットが揃っていることを確認してください。

＜ベッドリンクケーブルタイプ＞
面ファスナープラグ（ベッド側）

警告ラベル

警告ラベルが付いている方がポンプ側です。

面ファスナー

警告ラベル

プラグ
プラグ
（ベッド側）（ポンプ側）

プラグ
プラグ（ベッド側）（ポンプ側）

Ａタイプ（E92CQ）

面ファスナー

Ｂタイプ（E92CQ）

16

警告ラベル

プラグ
（ポンプ側）

Ｃタイプ（E92CH）

5 設置について■ベッドリンクケーブルとベッドの接続方法
配線パターン：a※適合するベッドは16ページの表を参照してください。

けい

こく

警 告

ちゅう

い

注 意

●ベッドリンクケーブルは、ベッド（エアマットレス）への乗り降りやベッドサイドテーブ
ルなどを使用しない側の手元スイッチコンセントに差込んでください。足などを引っ掛けて転倒し、けがをするおそれがあります。
・ベッドリンクケーブルを差込む手元スイッチコンセントの位置は、ベッドの機種によって違うため最終的なケーブルの配線が異なります。19ページの配線図を参照
してください。
●ベッドリンクケーブルはクリップにはさんでください。プラグ部に力がかかり、破損す
るおそれがあります。
※カリストエールシリーズ・メーティスPROシリーズにはクリップが付いておりません。
●足側に手元スイッチコンセントが付いているベッドの場合、ベッドリンクケーブルを足側の手元スイッチコンセントに接続しないでください。ベッドリンクケーブルがベッドの可動部にはさまれて断線し、エアマットレスが誤動作･故障するおそれがあります。
●ベッド可動部やベッドサイドレールなどによるはさみ込みに注意してください。ベッドリ
ンクケーブルが断線して、エアマットレスが故障するおそれがあります。
●ベッドの操作方法は、ベッドの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してから行ってください。

手元スイッチコンセント
正面から
見る

❸

プラグの突起部

クリップ❹❶ベッドのボトムをフラット（水平）な状態にしてください。
❷ベッドの電源プラグをコンセントから抜いてください。

ウッディー／ドージェシリーズ
・KA-5000シリーズ
・アルデコラシリーズ
プラグの突起部※イラストはカリストエールシリーズで説明しています。

❸
❹
クリップ
KA-60000シリーズ・
KA-85000シリーズ❸
正面から見る

クリップ

プラグの
突起部

❹
メーティスシリーズ

正面から見る
プラグの突起部❸※カリストエールシリーズ・
メーティスPROシリーズ
はクリップがありません

ベッドリンクケーブル

プラグ(ベッド側)

カリストエールシリーズ
メーティスPROシリーズ

17

プラグ(ポンプ側)

配線パターン：a【接続完成図】❸❹●メーティスシリーズ・●KA-60000シリーズ・
ウッディー／ドージェシリーズ・
KA-85000シリーズ
KA-5000シリーズ・
メーティスPROシリーズ※
アルデコラシリーズ
キューマボトムまたは腰ボトム

膝ボトム

プラグ（ベッド側）
クリップ

膝ボトム●カリストエールシリーズ※
膝ボトム

キューマボトムプラグ
キューマボトム（ベッド側）
プラグ
クリップ※カリストエールシリーズには （ベッド側）
クリップが付いておりません※メーティスPROシリーズにはクリップが付いておりません

ベッドリンクケーブル❸ベッドリンクケーブルのプラグ（ベッド側）をベッド
中央付近の手元スイッチを取付けていない側の手元スイッチコンセントに差込んでください。
❹ベッドリンクケーブルをクリップにはさんでください。
❺ベッドリンクケーブルをベッドの腰ボトムと膝ボトムの間、またはキューマボトムと膝ボトムの間から上に出してください。

プラグ（ポンプ側）❻ベッドの電源プラグをコンセントに差込み、 ベッドの各部位をあげ・さげし、 ベッドリンクケーブルがベッドの可動部にはさまれないことを確認してください。
確認後、 ボトムをフラットにしてください。
●ベッドリンクケーブルをボトムの間に通す際、できるだけボトムの端部を通し、ベッドの可動部に巻き込まれないように配線してください。

※イラストはカリストエールシリーズで説明しています。

18

5 設置について

プラグ（ポンプ側）❼ベッドリンクケーブルをマットレス本体裏面のベッド
リンクケーブル通し穴に通してください。
●ベッドリンクケーブルが、 ベッドのボトムの上に出る位置（左右）により、 ベッドリン
クケーブル通し穴の入り口が異なります。
ボトム左側の場合は、 ベッドリンクケーブル
通し穴の左側から、 ボトム右側の場合は、ベッドリンクケーブル通し穴の右側からベッ
ドリンクケーブルを通してください。
●ベッドリンクケーブルの取外しは、 取付方法と逆の手順で行ってください。
●マットレス本体の設置方法は、 31ページを参照してください。

ベッドリンクケーブル

ベッドリンクケーブル通し穴

ベッドリンクケーブル通し穴■ベッドリンクケーブル配線図
ウッディー／ドージェシリーズ・KA-5000シリーズ・アルデコラシリーズ（ベッドリンクケーブルをポンプ本体側に接続する場合）
背ボトム

腰ボトム

膝ボトム

（ベッドリンクケーブルをポンプ本体と反対側に接続する場合）

足ボトム

背ボトム

腰ボトム

膝ボトム

足ボトム

ポンプ

ポンプ

カリストエールシリーズ・KA-60000シリーズ・KA-85000シリーズ・メーティスシリーズ・
メーティスPROシリーズ（ベッドリンクケーブルをポンプ本体側に接続する場合） （ベッドリンクケーブルをポンプ本体と反対側に接続する場合）
背ボトム

キューマボトム

膝ボトム

背ボトム

足ボトム

キューマボトム

膝ボトム

足ボトム

ポンプ

ポンプ

19

配線パターン：ｂ※適合するベッドは16ページの表を参照してください。
●ベッドの操作方法は、ベッドの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してから行ってください。
※イラストは楽匠Ｚシリーズで説明しています。

❶ベッドの取扱説明書を参照してベッドの膝・足ボトムを取外し、 ベッドの電源プラグをコンセントから抜いてください。

❷
コントロールボックス❷ベッドのコントロールボックスの『HAND2』に付いているキャップを取外してください。
●コントロールボックスから取外したキャップ
は、紛失しないように保管してください。

キャップ『HAND2』❸❹『HAND2』凸部
プラグ（ベッド側）

コネクター『凸部』 キャップ❸ ベッドリンクケーブル のプラグ（ ベッド側 ） を、
『 凸部 』を下向きにして、コントロールボックスの『HAND2』に差込んでください。
❹ベッドリンクケーブルのコネクターキャップを、 凸部が真上に来るように、「カチッ」 と音がするまで時
計回りに回して固定してください。

ベッドリンクケーブル

20

5 設置について❺❺ベッドの取扱説明書を参照して、 ベッドに膝・足ボトムを取付けてください。
●ベッドリンクケーブルが、膝・足ボトムとベッドフレームの間にはさまれないように注意してください。

※KQ-60000シ リ ー ズ・INTIME 1000シ リ ー ズ・
INTIME 2000シリーズの場合は22ページを参照してください。
楽匠Ｚシリーズ・KA-7900シリーズの場合❻『通気穴』 膝・足ボトム

ベッドリンクケーブル❻ベッドの膝・足ボトムの『通気穴』（図❻参照）から、
ベッドリンクケーブルを引きあげてください。
●ベッドリンクケーブルが、ベッドフレームに引っ掛かっていないことを確認してください。

❼

膝・足ボトム『面ファスナー（黒）』❼ベッドリンクケーブルがベッド幅方向の中央を向くよ
うに膝・足ボトムに『面ファスナー（黒）』で固定してください。
❽ベッドの電源プラグをコンセントに差込み、 ベッドの各部位をあげ・さげし、 ベッドリンクケーブルがベッドの可動部にはさまれないことを確認してください。
確認後、 ボトムをフラットにしてください。
※❾は23ページを参照してください。

中央

ベッドリンクケーブル

21

配線パターン：ｂ
KQ-60000シリーズ・INTIME 1000シリーズ・INTIME 2000シリーズの場合❻※イラストは実際のベッドとは異なります。

❻ベッドの膝角度を0°までさげ、腰ボトムと膝ボトムの間から、ベッドリンクケーブルを引きあげてください。
❼ベッドリンクケーブルがベッド幅方向の中央を向くように膝ボトムの通気穴（図❼参照）に『面ファスナー（黒）』で固定してください。
※ベッドリンクケーブルは膝ボトムと腰ボトムとの連結部内側を通してください。
❽ベッドの電源プラグをコンセントに差込み、 ベッドの各部位をあげ・さげし、ベッドリンクケーブルがベッドの可動部にはさまれないことを確認してください。確認後、ボトムをフラットにしてください。

❼（黒）』ベッドリンクケーブル 『面ファスナー
通気穴

膝ボトム

腰ボトム

22

5 設置について

プラグ（ポンプ側）❾ベッドリンクケーブルをマットレス本体裏面のベッド
リンクケーブル通し穴に通してください。
●ベッドリンクケーブルは、 ベッドリンクケー
ブル通し穴の左側から通してください。
●ベッドリンクケーブルの取外しは、 取付方法と逆の手順で行ってください。
●マットレス本体の設置方法は、 31ページを参照してください。

ベッドリンクケーブル

ベッドリンクケーブル通し穴

ベッドリンクケーブル通し穴

23配線パターン：ｃ※適合するベッドは16ページの表を参照してください。
●ベッドの操作方法は、ベッドの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してから行ってください。
❶❶ベッドの取扱説明書を参照して、 ベッドの足ボトムを取外し、 ベッドの電源プラグをコンセントから抜いてください。

足ボトム※ケーブルタイプ：Ｂタイプの場合は26ページを参照してください。
ケーブルタイプ：Ａタイプのうち介護用ベッド（KQ-52＊01,KQ-53＊01）の場合
コントロールボックス❷－１❷－１ベッドのコントロールボックスの『HAND2』に付いているキャップを取外してください。
キャップを反時計回りに回して引くと、取外せます。
●コントロールボックスから取外したキャップ
は、紛失しないように保管してください。

『HAND2』キャップ❷－２ベッドリンクケーブルのプラグ（ベッド側）
を、『凸部』を下向きにして、コントロール
ボックスの『HAND2』に差込んでください。

❷－２・３
コントロールボックス

凸部❷－３ベッドリンクケーブルのコネクターキャップを凸部が真上に来るように「カチッ」と音がするまで時計回りに回して固定してください。

『HAND2』コネクターキャップ

ベッドリンクケーブル※❸以降は27ページを参照してください。

『凸部』 プラグ（ベッド側）

24

5 設置について
ケーブルタイプ：Ａタイプのうちレントシリーズ・楽匠ＦｅｅＺシリーズ・ＦｅｅＺシリーズの場合❷－１

コントロールボックス❷－１ベッドのコントロールボックスの『HAND2』
もしくは『スイッチ2』に付いているキャップを取外してください。
●コントロールボックスから取外したキャップ
は、紛失しないように保管してください。

キャップ『HAND2』
もしくは『スイッチ2』❷－２・３『HAND2』もしくは『スイッチ2』

凸部
プラグ（ベッド側）

コネクター『凸部』 キャップ
ベッドリンクケーブル❷－２ベッドリンクケーブルのプラグ（ベッド側）
を、『凸部』を下向きにして、コントロール
ボックスの『HAND2』もしくは『スイッチ2』に差込んでください。
❷－３ベッドリンクケーブルのコネクターキャップを凸部が真上に来るように「カチッ」と音がするまで時計回りに回して固定してください。
※❸以降は27ページを参照してください。

25

配線パターン：ｃ
ケーブルタイプ：Ｂタイプの場合❷－１

コントロールボックス
手元スイッチコネクターキャップ

手元スイッチ差込部❷－２・３

ベッドリンクケーブル
凸部
手元スイッチ『凸部』❷－１ベッドのコントロールボックスの手元スイッチ
差込部から、手元スイッチを外してください。
コネクターキャップを反時計回りに回してから引くと取外せます。

手元スイッチ
差込部❷－２取外した手元スイッチのプラグの『凸部』とベッドリンクケーブルの『凸部』の向きをあわせ、手元スイッチをベッドリンクケーブルの手
元スイッチ差込部に差込んでください。
❷－３手元スイッチのコネクターキャップを凸部が真上に来るように「カチッ」と音がするまで時計回りに回して固定してください。

『凸部』 プラグ

コネクターキャップ

❷－４・５
凸部

プラグ（ベッド側）❷－５ベッドリンクケーブルのコネクターキャップを凸部が真上にくるように「カチッ」と音がする
まで時計回りに回して固定してください。

手元スイッチ差込部
コネクターキャップ❷－４ベッドリンクケーブルのプラグ（ベッド側）を、『凸部』を下向きにして、コントロールボックスの手元スイッチ差込部に差込んでください。

『凸部』

26

5 設置について❸❸ベッドリンクケーブルを左図のベッド足側フレーム
パイプに『面ファスナー（黒）』で固定し、ベッドリ
ンクケーブルをベッド足側に出してください。

❹ベッドの足ボトムを取付けてください。

足側フレームパイプ❺ベッドの電源プラグをコンセントに差込み、ベッドの各部位をあげ・さげし、ベッドリンクケーブルがベッドの可動部にはさまれないことを確認してください。確認後、ボトムをフラットにしてください。

面ファスナー（黒）27配線パターン：ｄ※適合するベッドは16ページの表を参照してください。
●ベッドの操作方法は、ベッドの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してから行ってください。
❶ベッドの高さと膝の角度を最大まであげて、ベッドの電源プラグをコンセントから抜いてください。

※ケーブルタイプ：Ｂタイプの場合は29ページを参照してください。
ケーブルタイプ：Ａタイプの場合
ＫＲシリーズ（KR-8＊＊＊＊＊）
の場合

❷－１

コントロールボックス❷－１ベッドのコントロールボックスの『HAND２』
もしくは『Ｈ１』に付いているキャップを取外してください。
●コントロールボックスから取外したキャップ
は、 紛失しないように保管してください。
●ＫＲ＋シリーズは、コントロールボックスの底面に『Ｈ１』の記載があります。

『HAND２』 キャップ
凸部

❷－２・３

プラグ（ベッド側）『HAND２』コネクターキャップ 『凸部』
ベッドリンクケーブル❷－２ベッドリンクケーブルのプラグ（ベッド側）
を、『凸部』を下向きにして、コントロール
ボックスの『HAND2』もしくは『Ｈ１』に差込んでください。
❷－３ベッドリンクケーブルのコネクターキャップを凸部が真上に来るように「カチッ」と音がするまで時計回りに回して固定してください。
※❸以降は30ページを参照してください。

ＫＲ＋シリーズの場合
コントロールボックス

❷－１

『H１』

❷－２・３

凸部

キャップ
プラグ（ベッド側）『H１』
コネクターキャップ 『凸部』 ベッドリンクケーブル

28

5 設置について
ケーブルタイプ：Ｂタイプの場合❷－１
コントロールボックス
手元スイッチコネクターキャップ
手元スイッチ差込部

❷－２・３

凸部
手元スイッチ『凸部』 プラグ

コネクターキャップ

❷－４・５

凸部

プラグ（ベッド側）

手元スイッチ差込部
コネクターキャップ❷－２取外した手元スイッチのプラグの『凸部』とベッドリンクケーブルの『凸部』の向きをあわせ、手元スイッチをベッドリンクケーブルの手元スイッチ差込部に差込んでください。
❷－３手元スイッチのコネクターキャップを凸部が真上に来るように「カチッ」と音がするまで時
計回りに回して固定してください。

ベッドリンクケーブル

手元スイッチ『凸部』 差込部❷－１ベッドのコントロールボックスの手元スイッチ
差込部から、手元スイッチを外してください。
コネクターキャップを反時計回りに回してから引くと取外せます。

❷－４ベッドリンクケーブルのプラグ（ベッド側）
を、『凸部』を下向きにして、コントロール
ボックスの手元スイッチ差込部に差込んでください。
❷－５ベッドリンクケーブルのコネクターキャップを凸部が真上にくるように「カチッ」と音がする
まで時計回りに回して固定してください。
❷－６ベッドリンクケーブルをベッドの電源コード・
手元スイッチのコードと付属の『面ファスナー（白）』でまとめてください。
※ベッドの電源コード・手元スイッチのコードが、固定されているクリップの付近で固定してください。

『凸部』

29

配線パターン：ｄ❸❸ベッドリンクケーブルを左図のベッド足側フレームパ
イプに『 面ファスナー（黒）』で固定し、 ベッドリ
ンクケーブルをベッド足側に出してください。

❹ベッドの電源プラグをコンセントに差込み、 ベッドの各部位をあげ・さげし、 ベッドリンクケーブルがベッドの可動部にはさまれないことを確認してください。
確認後、 ボトムをフラットにしてください。

足側フレームパイプ

面ファスナー（黒）30

5 設置について
２.…マットレス本体の設置■このエアマットレスは、一般マットレスの代わりに使用する体圧分散マットレスです。ベッド上に直接敷いてお使いください。

製品ロゴ
警告印字

スナップボタン
寝位置表示
スナップボタン

CPRラベル
マットレス●マットレス本体を設置する際は、ベッドのボトムをフラットな状態にして、ベッドのボトム上に障害物がないことを確認してください。
●ボトム左右にマットレス止め（小）が付いているベッドにマットレス本体を設置する際は、ボト
ム左右のマットレス止め（小）にスナップボタンが乗りあげないようにしてください。
●このエアマットレスには表 ･ 裏、 頭側・足側があります。マットレス本体を設置する際は、 必ず製品ロゴがある面を表にし、 CPRラベルが使用される方の足側に来るように設置してください。

けい

こく

警 告

●エアマットレスはベッド上に直接設置し、エアマットレスの上にはシーツやマットレスパッド以外のものを敷かないでください。
効果的に体圧分散できなくなるおそれがあります。 また、厚みが増すと、ベッ
ドサイドレールを乗り越えやすくなり、使用する方がベッドから転落したり、
ベッドサイドレールとのすき間に身体をはさまれたりしてけがをするおそれがあります。
●電気掛毛布などの電気機器を使用する場合は、以下の項目に注意してください。
・温度を40℃以下にしてください。エアマットレスのポンプ本体が発熱し、火災のおそれがあります。また、エアマットレスの故障の原因となります。
・ベッドのキャスターや可動部にコード類（電源コードなど）をはさまないよ
うに設置してください。コード類が破損し、感電・火災のおそれがあります。
・ご使用になる電気機器の取扱説明書などで、安全な使用方法をご確認の上ご使用ください。
・電気敷毛布など、身体の下に敷く電気機器は使用しないでください。

31

３.…ポンプ本体の設置

けい

こく

警 告

●ポンプ本体を取扱う際は、電源コードや操作パネルのコードを持たずにポンプ本体
を両手でしっかり持ってください。断線により感電・火災のおそれがあります。
●操作パネルやポンプ本体などの取扱いに注意してください。エアマットレスが誤動作
してけがをしたり、故障の原因となったりします。また、ショートなどにより、感電・火災のおそれがあります。
・踏みつけたり、押しつけたり、無理な力をかけたりしないでください。
・ぶつけたり傷つけたりしないでください。
・落としたり、コードを無理に引っ張ったりしないでください。
・水をかけたり濡れた手で触ったりしないでください。
●傷んだ操作パネルなどは修理（交換）を依頼してください。
コードの傷
ポンプ本体と操作パネルの接続および操作パネルの設置❶側地（ボトムカバー）のポンプ本体設置位置を開いてください。

❶❷ポンプ本体の天地・頭・足に注意して、 ポンプ本体
をポンプ本体設置位置に置いてください。

ポンプ本体設置位置❸ポンプ本体の差込口（HAND）に付いているキャップを取外してください。
❹操作パネルのプラグを、 凸部を下向きにして『 差込口（ＨＡＮＤ）』に差込んでください。

❷●ポンプ本体のマーキングバンドの色と操作
パネルのマーキングバンドの色が同じであることを確認してください。
（3ページ参照）●色の異なる操作パネルでは、ポンプを操作することができません。
❺操作パネルのコネクターキャップを時計回りに回して固定してください。

❸❹❺
差込口
（BED）
キャップ

ポンプ本体のマーキングバンド

ＣＰRタグ
『差込口
（HAND)』
コネクターキャップ

操作パネルのマーキングバンド『凸部』

操作パネルのプラグ

32

5 設置について❻『フック』を利用して、 操作パネルをベッドサイド
レールやベッドのフットボード上部に、 操作面をベッドの外側に向けて引っ掛けてください。

ヘッドボード●付属の『コードクリップ』をベッドサイ
ドレールなどに引っ掛けることで、コー・ ・
ドがゆ かに着くことを予防することができます。

フットボード

操作パネル

『フック』

コードクリップ』

サイドレールなどに引っ掛ける

ベッドサイド
レール

コード
コード

操作パネルのコードを引っ掛ける

けい

こく

ちゅう

い

警 告

注 意

●外部通信用コネクターのキャップは取外さないでください。また、ポンプ本体の差込口 （ＢＥＤ）のキャップは、ベッドリンクケーブルを接続する場合を除き、取外さないでください。キャップが外れていると、水分やほこりなどが入り込み、感電・故障の原因となります。
●ＩＮＴＩＭＥ １０００シリーズ・INTIME 2000シリーズのハリウッドスタイル（足側
ボードがないベッド）で使用する場合は、ベッドサイドレール（別売）を取付け、ベッドサイドレールに操作パネルを引っ掛けてください。エアマットレスが誤動作してけがをしたり、操作パネルが故障したりする原因となります。

●IＮＴ
ＩＭＥ 1000シリーズ・INTIME 2000シリーズの場合は、マットレス止め（足側）とエアマットレスの間に操作パネルのケーブルをはさまないように配線してください。
ケーブルが断線し、エアマットレスが故障するおそれがあります。

33

ポンプ本体とマットレス本体（カプリング）の接続●カプリングには、 上段用の 「カプリング（上）」と下段用の 「カプリング（下）」 があります。接続
する際は、 下段から上段の順に差込んでください。
●「接続する際は、カプリング（下）とカプリング差込口の色が同じであることを確認してください。異なる色同士では、カプリングが接続できません。
●CPRレバーを差込んだ際に、 下記の状態の場合は、カプリングが正しく接続されていません。カプ
リングの上・下を確認した後、カプリングを差込み直してください。
・「カチッ」と音がしない。
・側面２ヶ所の穴から赤いラベルが見えている。
❶下図のように、 カプリング奥側の突起部をポンプ ❷カプリングを取付けた後、 側面2ヶ所の穴からカプ本体の差込口の溝に斜めに差込んだ後、 手前側のリングに貼ってある赤いラベルが見えないことを確
CPRレバーを 「カチッ」 と音がするまでしっかりと認してください。（下図参照）
差込んでください。
ロゴマークが上側に向くようにする

赤いラベルが見える

カプリング
（上・下）
ポンプ本体

ポンプ本体

赤いラベルが見えない

差込口
突起部
斜めに差込むCPRレバー
突起部

差込口の溝

けい

こく

警 告

カプリング

ポンプ本体

●ポンプ本体とカプリング（上･下）が正しく接続されていることを確認してください。
確実に接続されていないと、エアマットレスに空気が供給できなくなり、効果的に体圧分散ができなくなるおそれがあります。

34

5 設置について
ポンプ本体とマットレス本体（ポンプ留め）の設置❶側地（ボトムカバー）のポンプ本体設置位置にポンプ本体が設置されていることを確認してください。

❶❷
ポンプ本体

ポンプ留め

❷ポンプ留めに側地（ボトムカバー）をあわせて、『スナップボタン』を２ヶ所留めてください。
❸CPRタグを立て、 側地（トップカバー）の面ファス
ナーを側地（ボトムカバー）とCPRタグの面ファスナーにしっかりと固定してください。
●CPRラベルがマットレス本体内部に隠れないようにしてください。
●CPRタグは、側地（トップカバー）の面
ファスナーで確実に固定してください。その際、ボトムカバーの底面に巻き込まないよ
うにしてください。
●ポンプ本体がベッドの足ボトムに直接触れないようにポンプ本体設置位置内に正しく設置してください。振動音が生じる可能性があります。

『スナップボタン』
側地（ボトムカバー）❸面ファスナー

側地（トップカバー）

けい

こく

警 告

CPRタグ

ちゅう

い

注 意

●ポンプ本体はポンプ留めのスナップボタンで確実に留めて、ポンプ本体設置位置内に固定してください。固定が不十分だとポンプ本体が落下してけがをしたり、破損 ･ 変形したりするおそれがあります。
また、破損によりショートして感電 ･ 火災のおそれがあります。
●CPRタグは側地（トップカバー） の面ファスナーで固定してください。CPRタグを固定しないと、カプリングに力が加わり、外れるおそれがあります。

CPRラベル●エアマットレスを移動する際は、ポンプ本体を取外してください。ポンプ本体が落下して、ポンプ本体が破損 ･ 変形するおそれがあります。
●ポンプ本体をマットレス本体から取外す
CPRレバー
ためにカプリングを外す際は、右図のようにCPRレバーを押しながらカプリン
グを引き抜いてください。無理に引っ張ると、カプリングが破損する原因となり
カプリング
（上・下）
ます。
CPRレバーを押しながら手前に引抜く●保管する際は、ポンプ本体をマットレス本体から外して保管してください。接続状態で保管すると、ポンプ本体 ･ マットレス本体の破損の原因となります。（71～72ページ参照）

35ベッドリンクケーブルとポンプ本体の接続（ベッドリンク機能を使用する場合のみ）❶ポンプ本体の『差込口（BED）』に付いているキャップを取外してください。
❷ベッドリンクケーブルのプラグ（ポンプ側）を、『凸部』
を下向きにして差込口（BED）に差込んでください。
❸ベッドリンクケーブルのコネクターキャップを時計回りに回して固定してください。
（左図参照）
差込口（HAND） キャップ

『差込口（BED)』

コネクターキャップ
ベッドリンクケーブル

プラグの
凸部

❹ベッドの膝角度を最大まであげ、ベッドリンクケー
ブルのたるみをベッドリンクケーブルに付いている面ファスナーで束ねて、マットレス本体の裏側のベッドリンクケーブル通し穴に入れてください。
❺ベッドの各部位を操作して、 ベッドリンクケーブルがベッドの可動部にはさまれないこと、張りすぎていない
ことを確認してください。
●ベッドリンクケーブルを取外す際は、接続方法と逆の手順で行ってください。

ベッドリンクケーブル通し穴

ちゅう

い

注 意
●ベッドリンクケーブルのたるみは、ベッドリンクケー
ブルに付いている面ファスナーで束ねてください。
たるんでいるとベッドリンクケーブルがベッドの可動部などにはさまれて断線し、エアマットレスが故障す
るおそれがあります。なお、カリストエールシリー
ズ・メーティスシリーズ・ウッディー／ドージェシリー
ズ・KA-5000シリーズ・アルデコラシリーズ・メー
ティスPROシリーズの場合は、ベッド足側のサイドレール格納ホルダーにベッドサイドレールを格納する際にベッドリンクケーブルをはさみ込んだり引っ掛
けたりしないように注意してください。
●ＩＮＴ
ＩＭＥ１０００シリーズ・IＮＴ
ＩＭＥ 2０００シリーズの場合は、マットレス止め（足側）とエアマットレスの間に、ベッドリンクケーブルをはさまないように配線してください。ケーブルが断線し、エアマットレスが故障するおそれがあります。

面ファスナー
ベッドリンクケーブル
ポンプ位置※イラストは真上から見た状態です。
※ベッドの膝角度を最大まであげてください。

36

5 設置について
４.…電源コードの配線と接続

けい

こく

警 告

●電源コードは、エアマットレスへの乗り降りやベッドサイドテーブルなどを使用しない側に配線してください。電源コードに足を引っ掛けて転倒するおそれがあります。また、電源コードの破損などにより、感電･火災のおそれがあります。
●電源コードは正しく配線してください。間違った配線をすると、手 ･ 足などが引っ掛
かりけがをするおそれがあります。また、電源コードがベッドの可動部にはさまれて断線し、感電 ･ 火災のおそれがあります。
●高さ調節・膝あげ機能付きのベッドの場合は、高さ・膝を最大まであげた状態で配線してください。あげた状態で配線しないと、使用中に高さ・膝をあげた際に電源コードが引っ張られて断線し、火災のおそれがあります。
●ＩＮＴ
ＩＭＥ １０００シリーズ・IＮＴ
ＩＭＥ 2０００シリーズの場合、マットレス止め（足側）とエアマットレスの間に、電源コードをはさまないように配線してください。 電源
コードが断線し、感電・火災のおそれがあります。

■ベッドの高さと膝角度を最大まであげてください。
■ポンプ本体と左右反対側にコンセントがある場合、エアマットレス足側の電源コードガイド（面ファスナー）で電源コードをくるんでください。
（39ページの「台車がないベッドの場合（楽匠Zシリーズ・
KA-7900シリーズ）
」を除く）
４-１

ベッドの足側にコンセントがある場合■電源コードをコンセントの位置により、下記のように配線してください。

電源コードガイド（面ファスナー）
ポンプ

４-２

ポンプ

ベッドの頭側にコンセントがある場合台車があるベッドの場合＜１＞（楽匠Sシリーズ，楽匠FeeZシリーズ，FeeZシリーズ以外）

台車■電源コードをコンセントの位置により、下記のように配線し、付属のベッド配線用クランプで、ベッドの台車に固定してください。
（38ページ参照）
ベッ
ド配線用クランプポンプ

ベッド配線用クランプで台車に取付ける（2ヶ所）

ベッド配線用クランプ

ポンプ

37

電源コードガイド（面ファスナー）ベッド配線用クランプの取付けかた❶

ベッド配線用クランプ
端の穴❶電源コードを巻き込みながら、 ベッド配線用クラン
プ中央の穴にベッド配線用クランプ先端部を差込んで輪を作ってください。

中央の穴

電源コード

❷

ベッド配線用クランプ

台車❷ベッド配線用クランプの余った部分をベッドの台車に巻きつけ、 ベッド配線用クランプ先端部をベッド配
線用クランプ端の穴に差込んで固定してください。
●取付の際、電源コードを通している輪が台
車の外側側面に来るようにしてください。
けい

こく

警 告

電源コード

●２つのベッド配線用クランプは図❸を参照し、できるだけ離した位置でたるみなく取付けてください。
・近い位置で固定すると電源コードがたるみ、足を引っ掛けて転倒しけがをするおそれがあります。
また、ベッドサイドテーブルなどの脚が引っ掛かり電源コードが破損し、感電･火災 のおそれがあります。
・ベッド配線用クランプが破損する原因となります。
●電源コードを無理に引っ張ったり、引っ張った状態で固定したりしないでください。電源コードが破損し、感電 ･ 火災のおそれがあります。

❸

ベッ
ド配線用クランプ❸固定後、 ベッド配線用クランプが左右にずれないこと、 電源コードが無理に引っ張られていないことを確認してください。 締付けがゆるい場合は、 ベッド
配線用クランプ端部を再度締付け、 確実に固定してください。
※取外しかたは、 逆の手順で行ってください。
❹ベッドの高さと膝角度を、 使用する適切な位置までさげてください。

38

5 設置について台車があるベッドの場合＜２＞（楽匠Ｓシリーズ，楽匠FeeZシリーズ，FeeZシリーズ）❶電源コードをコンセントの位置により３7ページの図のように配線し、 付属のベッド配線用クランプで下図２ヶ所に取付けてください。
※ベッド配線用クランプの取付方法は、３8ページの【ベッド配線用クランプの取付けかた】を参照してください。
台車足側への取付け
ベッ
ド配線用クランプ

取付け位置
可動部の可動域

台車
可動部

電源コード

ベッ
ド配線用クランプ
ベッ
ド配線用クランプは台車の端部に設置します。
足側に取付ける際は、右図に示す取付け位置に取付けてください。

※真上から見た図●ベッド配線用クランプは、ベッド高さ調節時にベッドの可動部が、接触しない位置に取付けてください。

❷ベッドの高さをあげ・さげし、 電源コードがベッドの可動部に接触しないこと、 張りすぎていないことを確認してください。 確認後、 ベッドの高さと膝角度を使用する適切な位置までさげてください。
台車がないベッドの場合 （楽匠Ｚシリーズ・KA-7900シリーズ）❶ ベッドリンクケーブル通し穴❶電源コードをマットレス本体裏面にあるベッドリンク
ケーブル通し穴の足側から通し、 中央付近の縫製されていない部分（右・左あり）から出してください。
※電源コードは配線位置（コンセントに近い位置）
により、 右または左から出してください。

ここから通すマットレス本体右側の場合は
ここから通す
縫製のない部分左側の場合は
ここから通す39❷『通気穴（小）』：右用
膝・足ボトムキューマ部❷電源コードを配線する側（右・左）により、 膝・足ボトムの最もキューマ部側の『通気穴（小）』の左用または右用に電源コードを通してから、マットレス
本体をボトム上面に置いてください。
けい

こく

警 告
● 電 源コードは、 最もキューマ部 側 の『 通 気 穴（小）』を通してください。最もキューマ部側の通気穴（小）以外に通すと、 ベッド操作などの際に電源コードが引っ張られて破損し、 感電・火災のおそれがあります。

電源コード
『通気穴
（小）』
：左用
※左側に配線する場合で説明しています。

❹❸背ボトムを最大まであげてください。
電源コード

ベッド配線用クランプ❺
電源コードの配線の向き（足側）※頭側の配線と異なります。

❹電源コードを巻き込みながら、ベッド配線用クランプ中央の穴にベッド配線用クランプ先端部を差込んで輪を作ってください。
❺電源コードを頭側フレーム横桟角パイプの上を通し、頭側フレームの横桟角パイプに付属のベッド配線用クランプで固定してください。（２ヶ所）

横桟角パイプ

すき間●電源コードの配線の向きに注意し、縦桟角パイプとのすき間ができるように固定してください。
●ベッド配線用クランプが、ボトムに接触しないようにしてください。

縦桟角
パイプ

頭側フレーム

けい

こく

警 告

電源コード

●縦桟角パイプとのすき間ができないように電源コードを配線すると、 縦桟角パイプの下に電源コードが挟まれて破損し、感電・火災のおそれがあります。

電源コードの配線の向き（頭側）※足側の配線と異なります。

❻ベッドの各部位を操作して、電源コードがベッドの可動部にはさまれないこと、張りすぎないことを確認してください。確認後、 高さと背・膝角度を使用する適切な位置までさげてください。

40

6 使用方法
１.操作パネルの名称と機能■操作パネルでエアマットレスの機能を設定できます。操作パネルの上部にはエアマットレスの運転状態や各種設定状態などを表示する画面が、下部にはエアマットレスの運転状態や各種設定を確認･変更するための各操作ボタンがあります。
※下図は画面例としてホーム画面を表示しています。画面内の各領域名称には◆マークを付け、その領域で表示する内容を説明しています。
◆アナウンスエアマットレスの運転状態や各種設定状態などを表示します。
ホーム画面では以下の機能設定を表示します。
1行目 体重設定/圧設定（圧設定は、KE-9＊＊HS、KE-9＊＊RSのみ）※圧設定がふつうの場合は圧設定状態は表示されません。
2行目 圧切替/でん部設定※でん部設定がOFFの場合はでん部設定状態は表示されません。
3行目 除湿設定※タイマー60分設定のときは残り時間を10分単位で表示します。

◆背景
現在の運転状態にあわせて異なる色を表示します。
黄緑色：除湿ON
白 色：除湿OFF
黄 色：軽微エラー◆画面名称
操作や機能に対応した画面
名称を表示します。

◆イラスト表示
現在の運転状態にあったキャラクター
を表示します。
ターボ運転中

除湿ON

除湿OFF

ベッドリンクマーク
ベッドリンクがONであることを示しています。

ホーム●ベッドリンクがOFFの場合は表示されません。

下記の設定で運転中です。
・５０kg
・圧切替ОＮ・除湿ОＮ（連続）◆メニューボタン
機能を選択する際に使用するボタンを表示します。
しっかり
モード

背上げ
モード

●

●

●

●

●

●

設定

●

●ベッドリンクがONのときは背上げモードは表示されません。ベッドの背角度に応じて自動的に内圧を制御します。

ボタンロック ボタン
ボタン操作を操作禁止または操作可能に設定する際に使用します。
操作方法は56ページをご覧ください。
決定ボタン
操作画面の表示項目を選択または実行する際に使用します。

ホーム/停止ボタン
各画面からホーム画面に戻る際やエア
マットレスの操作を停止または開始する際に使用します。

上下左右ボタン
各画面で選択するボタンを変更したり、体重設定値を増減したりする際などに使用します。
※本書において“
「上」
「下」
・
「左」
「右」ボタンを押す”とは“「上」ボタンもしくは「下」ボタン・「左」ボタンもしくは「右」ボタンを押す”を意味します。

41

２.…使用開始前の操作

けい●操作パネルの取扱いに注意してください。操作パネルが破損して、ショートなどにより感電・火災のおそれがあります。また、故障の原因となります。
・踏みつけたり、押しつけたり、無理な力をかけたりしないでください。
・ぶつけたり、傷つけたりしないでください。
・落としたり、コードを無理に引っ張ったりしないでください。
・水をかけたり濡れた手で触ったりしないでください。
●傷んだ操作パネルは修理（交換）を依頼してください。
●使用する方の体重にあわせて体重を設定してください。体重の設定が異なると効果
的に体圧を分散できず、床ずれが発生するおそれがあります。

こく

警 告

●操作パネルが故障した際は直ちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店またはここちあセンター（76ページ参照）まで連絡し、操作パネルを交換してください。
●操作パネルの表面には、透明のシートが貼ってあります。長期間使用すると、シートが伸びて気泡が入ることがあります。気になる場合は、シートをはがしてご使用ください。
●各操作の後、取扱説明書に記載されている画面が表示されない場合は、正しく操作が完了していません。再度操作してください。
【体重設定】

体重設定画面❶エアマットレスの電源プラグをコンセントに差込んでください。
・画面に社名ロゴが表示された後、 体重設定画面が表示されます。
体重設定

体重を設定してください。
(範囲３０～１３８Ｋｇ)

５０kg
ボタンで増減します
ボタンで決定します●❷画面の体重が使用する方の体重にあうように、「上」「下」 ボタンを押してください。
※体重は30～138kgまで1kg毎に設定できます。
※1秒以上 「上」「下」 ボタンを押し続けることで体重の増減速度を速めることができます。
❸決定ボタンを押してください。
・体重設定が完了し、 ホーム画面が表示されます。
●決定ボタンを押さないと、体重設定は変更されません。
●❷❸の操作を行わないと、前回の設定もしくは初期状態（50㎏）の体重設定で空気が供給されます。

●●■空気注入完了時間
決定ボタン

電源プラグをコンセントに差込み、しばらくすると自動的にエアセルに空気が入ります。

「上」「下」ボタン

・初期設定状態の場合：15分【ベッドリンクケーブル接続時の操作方法】

ベッドリンクがＯＦＦになっています。ベッドの手元スイッチ
で背角度を操作した後、画面にベッドリンクマークが表示されることを確認してください。

（16ページのベッドリンクケーブル適合表のケーブル品番Ｂタイプ使用のベッドのみ）●ベッドリンクケーブルを接続した場合、左図のアナウンスが表示されますので、ベッドの手元スイッチで背角度を操作してください。
※背角度を操作すると自動的に画面が切替わり、 ベッドリンクマー
クが表示されます。

42

6 使用方法
３.…シーツのかけかた■エアマットレスが膨らんだ後、シーツやマットレスパッドをかけてください。

けい

こく

警 告

●電源コードをポンプ本体と左右反対側に配線する場合は、電源コードガイド（面ファスナー）を用いて電源コードを固定してからシーツで覆ってください。また、ベッドリンクケーブルを配線した場合、ベッドリンクケーブルもシーツで覆ってださい。ベッドサイドレールを足側に格納している際に引っ掛かり、断線
して感電・火災のおそれがあります。
●CPRラベルはシーツで覆わないでください。緊急時に迅速なCPR機能の使用ができなくなるおそれがあります。
（CPR機能については57ページを参照してく
ださい）●ベッド用グリップやベッドサイドレールを使用する際は、CPRラベルをベッド用グリップやベッドサイドレールのおもて（外側）に出してください。緊急時に迅速なCPR機能の使用ができなくなるおそれがあります。
●汗を多くかかれる方が使用する場合は、 空調管理を十分に行うとともに、 必要に応じて体位変換を行ってください。また、シーツやマットレスパッドな
どの洗濯・交換およびエアマットレスの日常のお手入れを頻繁に行ってください。

シーツ

CPRラベル

CPRラベル

４.…寝位置のあわせかた
寝位置表示スナップボタン

股関節（大転子※）
スナップボタン
寝位置表示スナップボタン■エアマットレスの体圧分散効果などを十分に発揮させるため、ご使用になるときは使用される方を以下の位置にあわせてください。
・エアマットレス側面にある寝位置表示スナップボタ
ンが、 使用される方の股関節（大転子）にあうよ
うにしてください。
※寝位置表示スナップボタンは他のスナップボタンよりも大きい凸形状としていますので、シーツをかけて使用している場合も、触感で確認することができます。

※大転子…足の付け根、大腿骨上方外側にある大きな突起

けい

こく

警 告
●３Ｄ機能使用時はマットレス幅方向の中央に寝てください。
・３Ｄセルの上に乗ると効果的に体圧分散できないだけでなく、３Ｄセルとベッドサイドレールなどとのすき間にはさまれてけがをしたり、圧迫により窒息したりするおそれがあります。
・３Ｄセルの上に乗ると相対的にベッドサイドレールが低くなり、ベッドサイドレールを乗り越えやすくなりますので、注意してください。

3Dセル

43

５.…各機能の操作方法■操作パネルを用いて、エアマットレスの各機能（11～13ページ参照）の設定を変更できます。
●変更できる機能は、お使いのエアマットレスによって異なります。
（14ページ参照）●各操作の後、取扱説明書に記載されている画面が表示されない場合は、正しく操作が完了していません。再度操作してください。
ホーム画面の操作方法

ホーム画面のメニューボタンに、「設定」「しっかりモード」および「背上げモード」（ベッドリンクOFFの場合のみ）のボタンが表示されます。
「設定」ボタンから設定画面に切替わり、各機能の設定が変更できます。
「しっかりモード」および「背上げモード」ボタンから、選択した各モードに切替わります。
ホーム画面での表示ボタン

設定画面で設定可能な機能

ボタン表示例

機能説明の
記載ページ

操作方法の
記載ページ

a）体重設定体 重 設 定 ５０ kg

11

42・46

b）圧設定（KE-9＊＊HS/RSのみ）

圧設定

ふつう

11

47

c）圧切替機能

圧切替設定

ＯＮ

11

47

d）除湿機能

除湿設定

連続

13

48

e）でん部設定

でん部設定

ＯＦＦ

ー

48～49

f ）ターボ運転

ターボ運転

ＯＮ

12

50

g）操作時明るさ設定

操作時明るさ ふつう

1350h）待機時明るさ設定

待機時明るさ ふつう

1351i ）操作音設定

操作音

13

51

j ）設定リセット

設定リセット1352k）バージョン情報

バージョン情報

13

52

ボタン表示

機能説明の
記載ページ

操作方法の
記載ページ

しっかりモード

しっかり
モード

11

53

背上げモード（ベッドリンクOFFの場合のみ）

背上げ
モード

11

54～55

設 定

ホーム画面での表示ボタン

44ＯＮ

6 使用方法（１） 設定画面への切替方法❶ホーム画面メニューボタン内の「設定」ボタンが青色になるように「左」「右」ボタンを押してください。

ホーム

下記の設定で運転中です。
・５０kg
・圧切替ＯＦＦ・除湿ОＮ（連続）

設定

しっかり
モード

❷
「決定」ボタンを押してください。
・設定画面に変わり、各機能のメニューボタンが表示されます。

背上げ
モード

設定画面

設定

アナウンス
青色表示された設定ボタンの機能や設定変更
内容の説明を表示します。

体重設定を変更します。

戻る

体 重 設 定 ５０ kg
圧設定
ふつう
圧切替設定 ＯＮ
除湿設定
連続でん部設定 ＯＮ

背景
現在の運転状態にあわせて異なる色を表示します。
黄緑色：除湿ON
白 色：除湿OFF
黄 色：軽微エラー

設定ボタン
以下の設定ボタンが表示されます。
a)体重設定b)圧設定（KE-9＊＊HS/RSのみ）c)圧切替設定d)除湿設定e)でん部設定f )ターボ運転g)操作時明るさh)待機時明るさi )操作音j )設定リセットk)バージョン情報45

（２）各機能の設定変更方法

けい

こく

警 告

●エアマットレスの各機能の設定変更は、11～14ページに記載している各機能の説明をお読みになり、ご理解されたうえで行ってください。
・各機能の設定は医師や看護師、介護相談員などの専門家にご相談のうえ、使用する方の状態にあわせて調整してください。
・不適切な状態に設定すると、効果的に体圧が分散できず床ずれが発生したり、期待する効果がでずに、使用する方の健康に影響をおよぼしたりするおそれがあります。

●機種別エアセル内圧調整機能やしっかりモード、背あげモード時に併用できる機能などは14ペー
ジを参照してください。
●各設定画面で変更するボタンを選択しても、決定ボタンを押さないと、設定の変更は完了しません。
※設定変更後は、設定画面の各ボタンに変更が反映されたことを確認してください。
a）体重設定設定

体重設定を変更します。

戻る

体 重 設 定 ５０ kg
圧設定
ふつう
圧切替設定 ＯＮ
除湿設定
連続でん部設定 ＯＦＦ
体重設定

体重を設定してください。
(範囲３０～１３８ｋｇ)

戻る

５０kg

●設定画面から設定を変更してください。

❶設定ボタンの「体重設定」が青色表示されるよう、「上」「下」ボタンを押してください。
❷「決定」もしくは「右」ボタンを押してください。
・体重設定画面が開き、現在の設定体重が表示されます。
❸画面の体重が使用する方の体重にあうように、「上」「下」ボタンを押してください。
※体重は30～138㎏まで１㎏毎に設定できます。
※「上」「下」ボタンを１秒以上押し続けることで体重の増減速度を速めることができます。
❹「決定」ボタンを押してください。
・体重設定が完了し、設定画面に戻ります。
※「決定」ボタンを押さずに、「左」ボタンを押すと設定を変更せず設定画面に戻ります。
※「決定」ボタンを押さずに「ホーム/停止」ボタンを押したり、操作パネル無操作状態が５分間続いたりすると設定を変更せず
ホーム画面に戻ります。

ボタンで増減します
ボタンで決定します46

6 使用方法b）圧設定（KE-9＊＊HS / RSのみ）●設定画面から設定を変更してください。

設定

マットレスの内圧を微調整できます。体型・身体状況に合わせて必要に応
じてお使いください。

戻る❷「決定」もしくは「右」ボタンを押してください。
・圧設定画面が開きます。

体 重 設 定 ５０ kg
圧設定
ふつう
圧切替設定 ＯＮ
除湿設定
連続でん部設定 ＯＦＦ❸設定したい圧設定のボタンが青色表示されるよう、「上」「下」ボ
タンを押してください。
❹「決定」ボタンを押してください。
・圧設定の変更が完了し、設定画面に戻ります。
※「決定」ボタンを押さずに、「左」ボタンを押すと設定を変更せず設定画面に戻ります。
※「決定」ボタンを押さずに「ホーム/停止」ボタンを押したり、操作パネル無操作状態が５分間続いたりすると設定を変更せず
ホーム画面に戻ります。

圧設定

標準の内圧設定です。

＋２
＋１
ふつう

戻る

❶設定ボタンの「圧設定」が青色表示されるよう、
「上」
「下」ボタ
ンを押してください。

選択

ボタンで決定しますc）圧切替設定●設定画面から設定を変更してください。

設定

エアセルを順番に膨張収縮させて、身体の同じ箇
所に圧力が加わり続けることを防ぎます。

戻る❷「決定」もしくは「右」ボタンを押してください。
・圧切替設定画面が開きます。

体 重 設 定 ５０ kg
圧設定
ふつう
圧切替設定 ＯＮ
除湿設定
連続でん部設定 ＯＦＦ❸設定したい圧切替設定のボタンが青色表示されるよう、「上」「下」ボタンを押してください。

圧切替設定

圧切替設定のОＮ／ОＦＦ
を選択してください。

戻る

ОＮ
ОＦＦ

❶設定ボタンの「圧切替設定」が青色表示されるよう、「上」「下」
ボタンを押してください。

❹「決定」ボタンを押してください。
・圧切替設定の変更が完了し、設定画面に戻ります。
※「決定」ボタンを押さずに、「左」ボタンを押すと設定を変更せず設定画面に戻ります。
※「決定」ボタンを押さずに「ホーム/停止」ボタンを押したり、操作パネル無操作状態が5分間続いたりすると設定を変更せず
ホーム画面に戻ります。

選択

ボタンで決定します47d）除湿設定●設定画面から設定を変更してください。

設定

マットレス内の蒸れた空気をマットレスの外に排
気します。

戻る

❷
「決定」もしくは「右」ボタンを押してください。
・除湿設定画面が開きます。

体 重 設 定 ５０ kg
圧設定
ふつう
圧切替設定 ＯＮ
除湿設定
連続でん部設定 ＯＦＦ❸設定したい除湿設定のボタンが青色表示されるよう、「上」「下」
ボタンを押してください。除湿設定は下記の３つから選択することができます。
※連続：時間制限なく、除湿機能をONにします。
※タイマー60分：60分で除湿機能をOFFにします。
※OFF：除湿機能をOFFにします。

除湿設定

除湿設定を
選択してください。

戻る

連続タイマー６０分
ＯＦＦ❶設定ボタンの「除湿設定」が青色表示されるよう、「上」「下」ボタンを押してください。

選択

ボタンで決定します❹「決定」ボタンを押してください。
・除湿設定の変更が完了し、設定画面に戻ります。
※「決定」ボタンを押さずに、「左」ボタンを押すと設定を変更せず設定画面に戻ります。
※「決定」ボタンを押さずに「ホーム/停止」ボタンを押したり、操作パネル無操作状態が５分間続いたりすると設定を変更せず
ホーム画面に戻ります。
※ホーム画面に設定にあったイラストが表示されます。
※「タイマー60分」に設定した場合、ホーム画面に除湿運転の残り時間が10分単位で表示されます。

e）-1 でん部設定（ベッドリンクOFFのみ）●設定画面から設定を変更してください。

設定

でん部の接触面積を増やして、身体をより優しく
支えます。

戻る

❷
「決定」もしくは「右」ボタンを押してください。
・でん部設定画面が開きます。

圧設定
ふつう
圧切替設定
ＯＮ
除湿設定
連続
でん部設定 ＯＦＦ
ターボ運転 ＯＮ❸設定したいでん部設定のボタンが青色表示されるよう、「上」「下」ボタンを押してください。でん部設定は下記の２つから選択することができます。
※やわらか：やわらか機能をONにします。
※OFF：やわらか機能をOFFにします。

でん部設定

でん部設定をＯＦＦにします。

戻る

やわらか
ＯＦＦ

❶設定ボタンの「でん部設定」が青色表示されるよう、「上」「下」
ボタンを押してください。

選択❹「決定」ボタンを押してください。
・でん部設定の変更が完了し、設定画面に戻ります。
※「決定」ボタンを押さずに、「左」ボタンを押すと設定を変更せず設定画面に戻ります。
※「決定」ボタンを押さずに「ホーム/停止」ボタンを押したり、操作パネル無操作状態が5分間続いたりすると設定を変更せず
ホーム画面に戻ります。

ボタンで決定します48

6 使用方法e）-2 でん部設定（ベッドリンクＯＮのみ）●設定画面から設定を変更してください。

設定

でん部の接触面積を増やして、身体をより優しく
支えます。

戻る

❷
「決定」もしくは「右」ボタンを押してください。
・でん部設定画面が開きます。

圧設定
ふつう
圧切替設定
ＯＮ
除湿設定
連続
でん部設定 ＯＦＦ
ターボ運転 ＯＮ
でん部設定

背上時にでん部を横から包み込んで支えます。

３Ｄやわらか
やわらか
戻る
３Ｄ
ＯＦＦ

❶設定ボタンの「でん部設定」が青色表示されるよう、「上」「下」
ボタンを押してください。

選択

ボタンで決定します❸設定したいでん部設定のボタンが青色表示されるよう、「上」「下」ボタンを押してください。でん部設定は、下記の４つから選択することができます。
※3Ｄやわらか：
背角度によって働く機能が異なります。
背角度 ０° 以上 ～15° 未満 ⇒ やわらか機能
背角度15° 以上 ～30° 未満 ⇒ やわらか機能＋3Ｄ機能
背角度30° 以上 ⇒ 3Ｄ機能
※やわらか
背角度によって働く機能が異なります。
背角度0° 以上～30° 未満 ⇒ やわらか機能
背角度30° 以上 ⇒ 3Ｄ機能もやわらか機能もOFF※3Ｄ：背角度0° 以上～15° 未 満⇒ 3Ｄ機能もやわらか機能もOFF
背角度15° 以上 ⇒ 3Ｄ機能
※OFF：3Ｄ機能もやわらか機能もOFF

3Dやわらか

やわらか

3D

OFF

❹
「決定」ボタンを押してください。
・でん部設定の変更が完了し、設定画面に戻ります。
※「決定」ボタンを押さずに、「左」ボタンを押すと設定を変更せず設定画面に戻ります。
※「決定」ボタンを押さずに「ホーム/停止」ボタンを押したり、操作パネル無操作状態が5分間続いたりすると設定を変更せず
ホーム画面に戻ります。
●３Ｄやわらかまたは3Ｄに設定したとき、ベッドの背角度を15°以上にあげてから背角度を止めると、3Ｄセルが自動的に膨らみますが、膨らみきるまでしばらく時間がかかります。
●３Ｄやわらかまたは3Ｄに設定し、ベッドの背角度を15°未満にさげて背角度を止めると、3Ｄセルの空気が自動的に抜けますが、抜けるまでにしばらく時間がかかります。

49f ）ターボ運転●設定画面から設定を変更してください。

設定

高速給気機能が有効になります。ベッドリンクＯＮにすると、背上時の圧迫軽減動作が有効になります。

戻る❷「決定」もしくは「右」ボタンを押してください。
・ターボ運転設定画面が開きます。

圧切替設定
ＯＮ
除湿設定
連続
でん部設定 ＯＦＦ
ターボ運転
ＯＮ
操作時明るさ ふつう❸設定したいターボ運転設定のボタンが青色表示されるよう、「上」「下」ボタンを押してください。
❹「決定」ボタンを押してください。
・ターボ運転設定の変更が完了し、設定画面に戻ります。

ターボ運転設定

ターボ運転のОＮ／ОＦＦ
を選択してください。

戻る

ОＮ
ОＦＦ

❶設定ボタンの「ターボ運転」が青色表示されるよう、「上」「下」ボタンを押してください。

選択

ボタンで決定します※「決定」ボタンを押さずに、「左」ボタンを押すと設定を変更せず設定画面に戻ります。
※「決定」ボタンを押さずに「ホーム/停止」ボタンを押したり、操作パネル無操作状態が5分間続いたりすると設定を変更せず
ホーム画面に戻ります。
※ターボ運転中のみ、ホーム画面としっかりモード画面にターボ
運転のイラストが表示されます。
（背上げモード画面には表示されません）g）操作時明るさ●設定画面から設定を変更してください。

設定

操作時の画面の明るさを変更します。

戻る❷「決定」もしくは「右」ボタンを押してください。
・操作時明るさ設定画面が開きます。

除湿設定
連続
でん部設定 ＯＦＦ
ターボ運転
ＯＮ
操作時明るさ ふつう
待機時明るさ ふつう❸設定したい操作時明るさ設定のボタンが青色表示されるよう、「上」「下」ボタンを押してください。
※操作画面の明るさが、青色表示されたボタンに対応した明るさになります。

操作時明るさ設定

操作時の画面明るさを選択してください。

戻る

明るい
やや明るい
ふつう
やや暗い
暗い

❶設定ボタンの「操作時明るさ」が青色表示されるよう、「上」「下」ボタンを押してください。

選択❹「決定」ボタンを押してください。
・操作時明るさ設定の変更が完了し、設定画面に戻ります。
※「決定」ボタンを押さずに、「左」ボタンを押すと設定を変更せず設定画面に戻ります。
※「決定」ボタンを押さずに「ホーム/停止」ボタンを押したり、操作パネル無操作状態が５分間続いたりすると設定を変更せず
ホーム画面に戻ります。

ボタンで決定します50

6 使用方法h）待機時明るさ●設定画面から設定を変更してください。

設定

待機時の画面の明るさを変更します。

戻る❷「決定」もしくは「右」ボタンを押してください。
・待機時明るさ設定画面が開きます。

でん部設定 ＯＦＦ
ターボ運転
ＯＮ
操作時明るさ ふつう
待機時明るさ ふつう
操作音ＯＮ❸設定したい待機時明るさ設定のボタンが青色表示されるよう、「上」「下」ボタンを押してください。
※「右」ボタンを押すと、操作画面の明るさが青色表示されたボタンに対応した明るさになります。

待機時明るさ設定

待機時の画面明るさを選択してください。
右(→)ボタンを押すと、明るさを確認できます。

戻る

常灯
明るい
ふつう
暗い

❶設定ボタンの「待機時明るさ」が青色表示されるよう、「上」「下」ボタンを押してください。

選択

ボタンで決定します❹「決定」ボタンを押してください。
・待機時明るさ設定の変更が完了し、設定画面に戻ります。
※「決定」ボタンを押さずに、「左」ボタンを押すと設定を変更せず設定画面に戻ります。
※「決定」ボタンを押さずに「ホーム/停止」ボタンを押したり、操作パネル無操作状態が5分間続いたりすると設定を変更せず
ホーム画面に戻ります。
●待機時の明るさは操作時よりも暗くなります。
●「常灯」を選択すると、操作パネル無操作時にも画面は暗くなりません。

i ）操作音
●設定画面から設定を変更してください。

設定

操作時に音を鳴らします。

戻る❷「決定」もしくは「右」ボタンを押してください。
・操作音設定画面が開きます。

ターボ運転
ＯＮ
操作時明るさ ふつう
待機時明るさ ふつう
操作音ＯＮ
設定リセット❸設定したい操作音設定のボタンが青色表示されるよう、「上」「下」ボタンを押してください。

操作音設定

操作音のОＮ／ОＦＦを選択してください。

戻る

ОＮ
ОＦＦ

❶設定ボタンの「操作音」が青色表示されるよう、
「上」
「下」ボタ
ンを押してください。

選択❹「決定」ボタンを押してください。
・操作音設定の変更が完了し、設定画面に戻ります。
※「決定」ボタンを押さずに、「左」ボタンを押すと設定を変更せず設定画面に戻ります。
※「決定」ボタンを押さずに「ホーム/停止」ボタンを押したり、操作パネル無操作状態が5分間続いたりすると設定を変更せず
ホーム画面に戻ります。
●操作音設定がOFFの状態でも、重度エラー発生時には警告音が鳴ります。

ボタンで決定します51j ）設定リセット●設定画面から設定をリセットしてください。

設定

全ての設定をリセットします。

戻る❶設定 ボタン の「設定リセット」が青色表示されるよう、「上」「下」ボタンを押してください。
❷「決定」もしくは「右」ボタンを押してください。
・設定リセット画面が開きます。

操作時明るさ ふつう
待機時明るさ ふつう
操作音ＯＮ
設定リセットバージョン情報
設定リセット

全ての設定をリセットしますか？

は い
いい え

戻る

選択

ボタンで決定します❸設定をリセットする場合は、「はい」のボタンが青色表示される
よう、「上」ボタンを押してください。
※設定をリセットすると各設定は下記の状態に戻ります。
・体重設定：50kg
・圧設定（KE-9＊＊HS/RSのみ）：ふつう・圧切替設定：ON・除湿設定：連続・でん部設定：（ベッドリンクOFF時）⇒ OFF（ベッドリンクON時）⇒ 3D
・ターボ運転：ON・操作時明るさ：ふつう
・待機時明るさ：ふつう・操作音：ON❹「決定」ボタンを押してください。
・設定リセットが完了し、設定画面に戻ります。
※「決定」ボタンを押さずに、「左」ボタンを押すと設定をリセットせず設定画面に戻ります。
※「決定」ボタンを押さずに「ホーム/停止」ボタンを押したり、操作パネル無操作状態が5分間続いたりすると設定をリセット
せずホーム画面に戻ります。

ｋ）バージョン情報●設定画面からバージョン情報を表示してください。

設定

エアマットレスのソフト
ウェアのバージョン情報を表示します。

戻る

待機時明るさ ふつう
操作音ＯＮ
設定リセットバージョン情報❶設定ボタンの「バージョン情報」が青色表示されるよう、「上」「下」ボタンを押してください。
❷「決定」もしくは「右」ボタンを押してください。
・バージョン情報画面が開き、現在値が表示されます。
※「左」ボタンを押すと設定画面に戻ります。
※「 ホーム/停止」ボタンを押したり、操作パネル無操作状態が５分間続いたりするとホーム画面に戻ります。

バージョン情報

エアマットレスのソフト
ウェアのバージョン情報を表示します。

ポンプ

３ＤタイプＨ
Ver.1.0.0

操作パネル
ファームウェア
画像データ

Ver.1.0.0
Ver.1.0.0

ボタンで戻ります52

6 使用方法（３）しっかりモード【しっかりモードＯＮの操作方法】●ホーム画面から設定を変更してください。
ホーム

マットレスを硬くして安定性を高めます。離床・床上ケアにお使いください。
※決定ボタンでＯＮ

設定

しっかり
モード

背上げ
モード

❶ホーム画面のメニューボタンのうち、「しっかりモード」が青色になるよう、「左」「右」ボタンを押してください。
❷「決定」ボタンを押してください。
・しっかりモードに切替わり、以下の画面になります。
※60分経過すると自動でしっかりモードはOFFになり、ホーム画面に戻ります。

けい

こく

警 告
アナウンス
しっかりモード自動OFFまでの時間を10分単位で表示します。
しっかりモード

下記の設定で運転中です。
・しっかりモードＯＮ※残り６０分で自動ＯＦＦ●しっかりモードで、ベッドの背をあげる際は、使用する方の状態に注意してください。マットレスが屈曲しにくいため、滑り落ちたり、転落したりして、けがをする
おそれがあります。
●3Ｄ機能使用後、乗り降りする場合は、
しっかりモードに切替え、3Ｄセルが完全に収縮したことを確認してから、乗り降
りしてください。「しっかりモード」に設定後、次第に３Ｄセルの空気が抜け、でん部付近の両端の盛りあがりが平らに戻り、エアマットレス全体が硬くなります。
３Ｄセルが膨らんでいる状態で行うと不安定な姿勢になりやすく、また、移乗用具が適切に使用できずに転落 ･ 転倒する
おそれがあります。

●しっかりモード使用中にターボ運転の設定を変更したい場
合は、一度ホーム画面に戻り、設定画面からターボ運転の機能を変更し、再びしっかりモードに戻ってください。
背景
通常、しっかりモードON中は背景が青色になります。
軽微エラー発生中は背景が黄色になります。

決定 または ホーム/停止
ボタンでＯＦＦになります【しっかりモードOFFの操作方法】●しっかりモード画面で設定を変更してください。

キャラクター
ポンプ動作状態に応じて異なるキャラクターを表示します。

●「決定」ボタンもしくは「ホーム/停止」ボタンを押してください。
・しっかりモードをOFFにしてホーム画面に戻ります。
エアマットレスの各機能の設※しっかりモードがOFFになった場合、定は、
しっかりモードをONにする前の設定に戻ります。

ターボ運転時 通常運転時

53

（４）背上げモード（※ベッドリンクOFF時のみ）【背上げモードＯＮの操作方法】●ホーム画面から設定を変更してください。
ホーム

マットレスの内圧を背上げに適した圧力に高めます。
※決定ボタンでＯＮ※１２０分で自動ＯＦＦ

設定

しっかり
モード

背上げ
モード

❶ホーム画面のメニューボタンのうち、「背上げモード」が青色に
なるよう、
「左」
「右」ボタンを押してください。
❷「決定」ボタンを押してください。
・背上げモードに切替わり、55ページの画面になります。
※120分経過すると自動で背上げモードはOFFになり、ホーム画面に戻ります。
●背上げモード使用中に体重設定・圧設定・圧切替・除湿機
能・ターボ運転の設定を変更したい場合は、一度ホーム画面に戻り、設定画面から各機能の設定を変更し、再び背上げモードに戻ってください。
●背上げモード使用中にベッドリンクＯＮにすると、自動的に背上げモードがＯＦＦになり、ホーム画面に戻ります。

54

6 使用方法
背上げモード・背上ＯＮ（残り120分）
・５０kg
・圧切替ＯＮ・除湿ＯＮ（連続）決定 または ホーム/停止
ボタンでＯＦＦになります

アナウンス
背上げモード自動OFFまでの時間を10分単位で表示します。
そのほか、体重設定・圧設定（KE-9＊＊HS/RSのみ）・圧切
替設定・除湿設定の状態および残り稼働時間を表示します。

背景
通常、背上げモードON中は背景が紫色になります。軽微
エラー発生中は、背景が黄色になります。

【背上げモードOFFの操作方法】●背上げモード画面で、設定を変更してください。
●「決定」ボタンもしくは「ホーム/停止」ボタンを押してください。
・背上げモードをOFFにしてホーム画面に戻ります。
※背上げモードがOFFになった場合、エアマットレスの各機能の設定
は、
背上げモードをONにする前の設定に戻ります。
けい

こく

警 告

●しっかりモードや背上げモードの状態でエアマットレスの運転を停止したり、電源プラグを抜いたりする際は、使用する方の状態に注意してください。エアマットレスの内圧が高い状態が続き、効果的に体圧を分散できず、床ずれが発生するおそれがあります。

55

（５）その他の機能【ボタンロック】
ボタンロック中です

ボタンロックを解除しました■ボタンロックをするとき●ボタンロックボタンを３秒間押してください。
・画面に「ボタンロック中です」と表示され、各ボタンの操作をロックすることができます。
■ボタンロックを解除するとき●ボタンロックボタンを３秒間押してください。
・画面に「ボタンロックを解除しました」と表示され、各ボタンの操作が可能になります。

【エアマットレス停止】
ホーム

エアマットレス停止中(ホームボタン長押しで再開)■エアマットレスの運転を停止するとき●ホーム/停止ボタンを３秒間押してください。
・画面に「エアマットレス停止中」の文字が表示され、エアマッ
トレスの動作が停止します。
■エアマットレスの運転を再開するとき●ホーム/停止ボタンを3秒間押してください。
・画面に社名ロゴが表示され、エアマットレスの動作が再開されます。
※画面に社名ロゴが表示された後、自動的に体重設定画面が表示されます。
●エアマットレスの動作再開時に維持される機能は、14ページを参照してください。

【ベッドリンクON・OFF】
ベッドリンクがＯＦＦになっています。ベッドの手元スイッチ
で背角度を操作した後、画面にベッドリンクマークが表示されることを確認してください。
ベッドリンクがＯＦＦになっています。ベッドの手元スイッチ
ベッドリンク機能がＯＦＦにで背角度を操作した後、画面になりました。
ベッドリンクマークが表示され３Ｄタイプの場合、３Ｄ機能ることを確認してください。
もＯＦＦになりました。

ベッドリンク機能がＯＦＦになりました。
３Ｄタイプの場合、３Ｄ機能
もＯＦＦになりました。

■ベッドリンクＯＮ●36ページを参照して、ベッドリンクケーブルとポンプ本体を接続してください。
●16ペ ー ジ 表 の ケ ー ブ ル 品 番Bタ イ プ 使 用 の ベ ッ ド に、
ベッドリンクケーブルを接続した場合、左図のアナウンスが表示されますので、ベッドの手元スイッチで背角度を操作してください。
※背角度を操作すると自動的に画面が切替わり、ベッドリ
ンクマークが表示されます。
■ベッドリンクOFF●ベッドリンクケーブルを外したり、ベッドの電源コードを抜いた
りするとベッドリンクがOFFになります。
※左図が表示されます。
「決定」ボタンを押すと、アナウンスを消すことができます。

56

6 使用方法
６.…CPR機能の使いかた■緊急時などにCPR機能を使用することで、エアマットレスの空気がすばやく排出され、30秒で心臓マッサージが行えるようになります。
※空気が排出される時間は、 使用する方の体格やモードの設定状態によって異なります。
❶ポンプ本体付近のシーツを取外してください。

CPRラベル❷CPRラベルを握って側地（トップカバー）を引きあげ、 CPRタグを側地（トップカバー）から外してください。
※側地（トップカバー）はポンプ留めおよびCPR
タグと面ファスナーで固定されています。 側地（トップカバー）を引きあげて面ファスナーがはがれると、「CPR→」 と記載されたCPRタグが倒れます。
❸CPRタグの根元にあるカプリング（上・下）を左図の手順で外してください。
ちゅう

い

R→
CP

注 意
●カプリングを取外す際は、左図のようにCPRレ
バーを押しながら、引き抜いてください。 無理に引っ張るとカプリングが破損する原因となります。
●カプリング（上・下）を外す際は、周りのものに注意してください。勢いよく外すと手などがものに当たり、けがをするおそれがあります。

❸カプリングを外す

CPRタグ●CPR機能を使用した後、再度ポンプ本体とマットレス本体を接続する際は、34～35ページを参照してください。

CPRレバー

カプリング（上・下）
CPRレバーを押しながら手前に引き抜く57

7 お手入れと点検
１.お手入れ
けい

こく

警 告

ちゅう

い

注 意

●お手入れは、電源プラグを抜いて行ってください。エアマットレスが誤動作し、けがをするおそれがあります。
●お手入れのためにポンプ本体をマットレス本体から外した場合は、カプリング（上･下）およびポンプ本体の差込口（上段・下段）に水などが浸入しないように注意してください。ポンプ本体やエアセルに水分が浸入すると、故障やカビ発生の原因となります。お手入れ後は32～35ページを参照して、ポンプ本体をマットレス本体に固定してください。
●お手入れ後は、ファスナーが確実に閉まっていることを確認してください。お手入れのために側地を外した場合は、お手入れ後に側地のファスナー（２本）を確実に閉めてください。開いているファスナーから水分などが浸入して、詰め物（エアセル・
送風チューブなど）が劣化したり、カビが発生したりする原因となります。
●マットレス洗浄機やオートクレーブ滅菌器・オゾン殺菌器などでは洗浄しないでください。エアマットレスや洗浄・殺菌設備などが変質・破損・劣化するおそれがあります。
マットレス本体のお手入れ【側地の清拭方法】■マットレス本体の側地が汚れたり、使用される方が替わったりする際は、必ずマットレス本体の側地全面を、
下記の手順（❶～❹）に従ってお手入れしてください。なお、マットレス本体の裏面をお手入れする際は、34ページの「ポンプ本体とマットレス本体（カプリング）の接続」および35ページの「ポンプ本体とマットレ
ス本体（ポンプ留め）の設置」を参照して、ポンプ本体をマットレス本体から取外してから行ってください。
●エアマットレスは定期的に清拭消毒してください。
❶汚物があれば除去してください。（血液・便など）❷石鹸水（市販の石鹸、 中性洗剤などを水で薄めたもの）でマットレス本体の表面（ひょうめん）の側地を拭き、 汚れを落としてください。

ちゅう

い

注 意

●ファスナーを開けて清拭をしないでください。詰め物（エアセル・送風チューブなど）が劣化したり、カビが発生したりする原因となります。ファスナーが開いている場合
は、閉めてください。
●血液・尿・皮脂などの汚れは放置せず、こまめに中性洗剤や石鹸を用いて落としてください。放置すると側地が劣化したり、においやしみが残ったりするおそれがあります。
・使用中に付いた側地のにおいは、市販の口内洗浄剤を使用すると軽減する場合があります。
・しみがある場合は、オキシドール（過酸化水素水：濃度３％）でしっかり拭き取ってください。
●揮発性のもの（シンナー・ベンジン・ガソリンなど）は使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。

❸消毒剤でマットレス本体の表面（ひょうめん）を清拭消毒してください。
消毒剤は、 必ず下記の薬品を指定の濃度を守って使用してください。また、 各消毒剤の取扱い方法に従って使用してください。
７６．９～８１．４％ 消毒用エタノール
７０％
イソプロパノール
0.02％
次亜塩素酸ナトリウム（ピューラックスなど）
0.05～0.2％
塩化ベンザルコニウム（オスバンなど）
0.05～0.2％
塩化ベンゼトニウム（ハイアミンなど）
0.05％
グルコン酸クロルヘキシジン（ヒビテンなど）
ちゅう

い

注 意

●消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。側地の防水性能などの劣化や変色が生じるおそれがあります。

❹ベッドの上などで自然乾燥させてください。また、 天日干しはしないでください。

58

7 お手入れと点検【側地（トップカバー）の洗浄方法】
固定用ポケットと側地（トップカバー）の面ファスナー固定箇所（計６ヶ所）■洗浄方法❶側地（トップカバー）と側地（ボトムカバー）を留めているファスナーを開けて、 側地（トップカバー）を側地（ボトムカバー）から取外してください。
❷側地（トップカバー）内のウレタンフォームを取外してください。
※取外しかたは、下記「ウレタンフォームの取外しかた」を参照してください。
●取外したウレタンフォームも洗浄することができます。下記の❸～❻の手順に従い洗浄してください。
洗浄するときは、破損しないよう取扱に注意してください。
ちゅう

い

注 意

●側地（トップカバー）洗浄時はウレタン
フォームを取外してください。 取外さな
いと、洗浄中にウレタンフォームが片寄るおそれがあります。

❸石鹸水（市販の石鹸、 中性洗剤などを水で薄めたもの）で、 つけ洗いしてください。
❹洗剤がなくなるまで水ですすいでください。
❺側地（トップカバー）やウレタンフォームが破損しないように、 ねじ
らず軽く絞ってください。
❻陰干しして完全に乾燥させてください。
❼側地（トップカバー）内にウレタンフォームを取付けてください。
※取付けかたは、「ウレタンフォームの取外しかた」（下記参照）と逆の手順で行ってください。
■ウレタンフォームの取外しかた❶側地（トップカバー）を裏面にして固定用ポケットと側地（トップカバー）および固定用ポケットとウレタンフォームを固定している面ファスナー（各６ヶ所、合計１２ヶ所）を取外してください。
ちゅう

い

注 意

●取外すときは、面ファスナー部付近を押さえながらゆっくりと取外してください。
破損するおそれがあります。

❷ウレタンフォームを取出してください。
❸側地（トップカバー）と固定用ポケットの対面する面ファスナー（６ヶ所）をあわせて固定してください。
固定用ポケットの面ファスナー固定箇所（計６ヶ所）

ちゅう

い

注 意

59

●面ファスナー（６ヶ所）をあわせてから洗浄してください。面ファスナーをあわせずに洗浄すると、面ファスナーで側地（トップカバー）を、傷つけるおそれがあります。

【エアセルの清拭方法】■エアセルは側地によって覆われているので、お手入れを頻繁に行う必要はありません。
●エアセルをお手入れする際は、エアセル１本１本をマットレス本体から分離しないでください。
●長期間使用すると、エアセルのウレタンフィルムが変色することがありますが、機能的には問題ありません。
❶カプリング（上 ･ 下）をポンプ本体から取外し、 エアセルの空気を抜いてください。
❷側地（トップカバー）を取外してください。
❸58ページの【側地の清拭方法】を参照して、 エアセルを清拭してください。
❹自然乾燥させ、 必ずカプリング（上 ･ 下）とポンプ本体を確実に取付けてください（34ページ参照）。
❺側地のファスナーをしっかりと閉めてください。

ちゅう

い

注 意

●お手入れ後はエアセルと側地（ボトムカバー）に付いているスナップボタンが確実に付いていること、送風チューブのコネクターが外れていないことを確認してください。
空気の供給ができなくなるおそれがあります。
エアセル

スナップボタンエアセル

側地（ボトムカバー）

送風チューブ

コネクター

ポンプ本体のお手入れ方法【ポンプ本体の清拭方法】■ポンプ本体は定期的にお手入れを行ってください。お手入れの際は、電源プラグを抜き、ポンプ本体をマッ
トレス本体から取外してから、以下の手順で行ってください。
❶汚物があれば除去してください。（血液・便など）❷石鹸水（市販の石鹸、 中性洗剤などを水で薄めたもの）でポンプ本体を拭き、 汚れを落としてください。

ちゅう

い

注 意

●血液・尿・汗・皮脂などのたいていの汚れやにおいは中性洗剤や石鹸で落とせます
が、放置されるとにおいが残ったり、しみになったりする場合があります。しみがある
場合は、オキシドール（過酸化水素水：濃度３％）でしっかり拭き取ってください。
●揮発性のもの（シンナー・べンジン・ガソリンなど）やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。

❸消毒剤でポンプ本体を清拭消毒してください。
消毒剤は、 必ず下記の薬品を指定の濃度を守って使用してください。また、 各消毒剤の取扱い方法に従って使用してください。
●７６．９～８１．
４％
消毒用エタノール●７０％
イソプロパノール●０．０５～０．２％
塩化ベンザルコニウム（オスバンなど）●０．０５～０．２％
塩化ベンゼトニウム（ハイアミンなど）●０．０５％
グルコン酸クロルヘキシジン（ヒビテンなど）

60

7 お手入れと点検
フィルターの交換■フィルターは定期的に点検 ･ 交換をしてください。点検・交換の際は、電源プラグを抜き、以下の手順で行ってください。
❶ポンプ本体裏面にあるフィルターケースの『ツメ』を押し、 ケースを取出してください。
❷フィルターを交換してください。
※ここちあ用フィルターについては、 販売店またはここちあセンター（76ページ参照）までお問い合せください。
『ツメ』
ポンプ本体裏側
フィルターケース

フィルター

フィルターケース

ちゅう●フィルターの交換が終わったら、メンテナンスモード（62～63ページ参照）の操作に従ってフィルター使用時
間をリセットしてください。
●フィルターは汚れたら交換してください。
※使用場所や環境・使用時間により異なりますが、連続使用の場合、１年に１回の交換をおすすめします。

い注 意●フィルターは定期的に点検を行ってください。フィルターが目詰まりしていると、正常に作動しないおそれがあります。
●フィルター交換の際、指定の「ここちあ用フィルター」を確実に取付けてください。
指定以外のフィルターを取付けたり、付け忘れたりすると、ポンプ内部に虫やほこりが入り込み、正常に作動しないおそれがあります。また、故障の原因となります。

61

２.…点検メンテナンスモード

けい

こく

警 告

●メンテナンスモード使用後、ポンプ本体が作動しないなどの異常がある場合は、一度電源プラグを抜き、操作パネルの操作画面が消えたことを確認して、もう一度コンセントに接続してください。そのまま使用すると、効果的に体圧を分散できず、床ずれが発生するおそれがあります。

●メンテナンスモード中は、エアマットレスを使用しないでください。
●メンテナンスモード中は、待機時にも画面が暗くなりません。
●メンテナンスモードでの作業が終了しましたら、すぐに通常の表示に戻して使用してください。
■メンテナンスモードを使うことにより、フィルター使用時間の確認およびフィルター使用時間のリセットができます。
❶エアマットレスの電源プラグをコンセントに差込んだ後またはエア
マットレス停止状態からホーム／停止ボタンを、３秒間押してエアマットレスの動作を再開した後の、 社名ロゴが表示されている最中に 「左」「右」 ボタンを同時に１秒間押し続けてください。
・エアマットレス操作画面に数秒間 「データ読み込み中」と表示された後、メンテナンスモードのメニュー画面に移行します。
※データの読み込みに失敗した場合は、メンテナンスモードをキャン
セルし、 ❶に従って再度メンテナンスモードのメニュー画面を表示
してください。
❷「フィルター使用時間」のボタンが青色表示するように 「上」「下」ボタンを押してください。
❸決定ボタンを押すと、フィルター使用時間の表示画面に移行します。
❶

データ読み込み中■メンテナンスモードのキャンセル方法❶「キャンセル」 が青色表示するように「上」「下」 ボタンを押してください。
❷「決定」 ボタンを押してください。
・メンテナンスモードを終了し、 社名ロゴ画面から通常の表示に移行します。

❷
メンテナンスモード
フィルター使用時間

キャンセル

62

7 お手入れと点検
フィルター使用時間

フィルター使用時間
使用時間：100ｈ
使 用 時 間 が8760ｈを 超 えている場合はフィルター交
換をおすすめしますフィルター交換後、使用時間をリセットしてください。
リセットしますか？
はいいいえ■フィルターの使用時間の確認およびフィルター使用時間のリセットができます。
※使用場所や環境・使用時間により異なりますが、 連続使用の場
合、フィルターは１年（８７６０ｈ）が交換の目安です。
■フィルター時間のリセット方法❶「はい」が青色表示するように「上」・「下」ボタンを押してください。
❷「決定」ボタンを押してください。
・フィルター時間がOhになります。
●フィルターを交換した後は、フィルター時間をリセットしてください。
●フィルターの使用時間の読み込みに失敗した場合は、“ｰｰｰｰ”と表示されます。（再度読み込みの手順は、62ページ参照）■メンテナンスモードのメニュー画面に戻るためには、左ボタンを押してください。

63

日常点検

■使用する際は、以下の点に注意して日常点検を行ってください。
名称

点検項目

確認方法

マットレス本体･ 極端に沈み込んでいないか （図１参照）※圧切替モードのときは、一部のエアセルが凹んでいます。
※マットレスが極端に沈み込んでいる場合、エアセ
ルが破損しているおそれがあります。内部のエアセルを確認し、66～70ページの「8故障かな？
と思ったら」を参照して、処置を行ってください。

触感

操作パネル

･ エラーコードが出ていないか※操作パネルにエラーコード表示されている場合、
66～70ページの「8故障かな？と思ったら」を参照して、処置を行ってください。

カプリング
（上・下）

･ ポンプ本体に確実に固定されているか※確実に固定されていない場合は、32～36ページの「ポンプ本体の設置」を参照して、再度接続してください。

CPRラベル･ シーツの外に出ているか※CPR機能使用時の操作が遅くなります。

CPRタグ･ 側地（トップカバー）と面ファスナーでしっかり固定されているか※CPRタグはCPR非使用時には、カプリングの外れ防止の役割があります。

差込口（BED・HAND）のキャップ（ポンプ本体）･ 確実に取付けられているか（操作パネル・ベッド
リンクケーブル接続時は除く）（図２参照）※外れている場合、水分やほこりなどが入り込み、
感電・故障の原因となります。確実に取付けて
ください。

外部通信用
コネクターのキャップ（ポンプ本体）･ 確実に取付けられているか（図２参照）※外れている場合、水分やほこりなどが入り込み、
感電・故障の原因となります。確実に取付けて
ください。

64

図１

図２

目視

差込口（HAND）のキャップ

差込口（BED）
のキャップ

外部通信用
コネクターのキャップ

7 お手入れと点検
定期点検■安全にご使用いただくために、１年に１回は点検してください。使用の頻度や環境により製品は摩耗・劣化します。定期的に以下の項目を点検してください。
■異常が認められた場合や詳しい点検をご希望される場合は、ここちあセンター（76ページ参照）までお問い合せください。
名称
側地

点検項目

確認方法

・破損していないか

図３・スナップボタンが取付けられているか・送風チューブとエアセルが接続されているか
マットレス本体内部
・カプリング（上･下）と送風チューブが接続されているか（図３参照）

ポンプ本体

・破損していないか・フィルターが汚れていないか※フィルターが汚れている場合は、61ページの「フィルターの交換」を参照して、フィルターを交換してください。

カプリング
（上）

カプリング
（下）

カプリング
（上・下） ・破損していないか

コード類

・傷や破損がないか
・ベッド配線用クランプがずれて、電源コー
ドがたるんでいないか※電源コードがたるんでいる場合は、38ページの「ベッド配線用クランプの取付けかた」
を参照して、正しく配線してください。
・ベッドリンクケーブルがたるんでいないか※ベッドリンクケーブルがたるんでいる場合
は15～30・36ページを参照して、正しく配線してください。

操作パネル

・コードがエアマットレスやベッドに絡まっていないか・プラグやコードに傷などがないか
・操作パネル本体に傷や破損がないか

65

目視
送風チューブ■故障でない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度、以下の項目をチェックしてください。
■チェック・処置をしても正常に動作しない場合や原因が分からない場合は、直ちにエアマットレスの使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはここちあセンター（76ページ参照）まで
修理をご依頼ください。
■故障や一時的異常の場合は操作画面にエラーコードが表示されることがあります。（70ページ参照）
症状・状態

操作画面

消灯
ポンプ本体が動かない

ポンプ本体は動いているが操作パネルの電源が入らない

エアマットレスが膨らまない

エラーコード

―

チェック

処置

参照ページ

電源プラグはコンセントに接続されていますか？

電源プラグをコンセントに差込
んでください。

42

電源プラグはコンセントに差込ん コンセントに他の電気機器のプでいるが、操作パネルの操作画 ラグを差込んで、電気が来ているかを確認してください。
面が消えていませんか？

―

エアマットレス停止中―

操作画面に「エアマットレス停止中」の文字が表示されていま
せんか？

ホーム／停止ボタンを３秒間押してください。

56

重度エラー
（赤色）

H03

―

エアマットレスの使用を中止し、販売店またはここちあセンターまでご連絡ください。

76

消灯―

操作パネルはポンプ本体に接続されていますか？

操作パネルをポンプ本体に接続してください。

32―

フィルターが目詰まりしている可能性があります。フィルターを交換してください。交換フィ
ルターは販売店またはここちあ
センターまでご連絡ください。

61・62・
63・76

―

―

軽微エラー
（黄色）

U01

重度エラー
（赤色）

H05

―

部分的に
エアセルの空気が
抜けている
軽微エラー
（黄色）

カプリング（上・下）をポンプ
カプリング（上・下）がポンプ本
本体の差込口に差直してくださ
体から抜けていませんか？
い。

34

―

エアマットレスの使用を中止し、販売店またはここちあセンターまでご連絡ください。

76

圧切替設定がONになっていま
せんか？

圧切替設定がONに設定されているため、エアマットレスが順
次膨張・収縮します。故障ではありません。

11・47

背あげ時の圧迫軽減機能が働いていませんか？

圧迫軽減機能が働いているため、エアマットレスが順次膨張・収縮します。故障ではあり
ません。

13・50

エアセルに穴が開いていません
か？

エアセルが破損しています。販売
店またはここちあセンターまでご連絡ください。

76

エアセルと送風チューブの接続が外れていませんか？

エアセルと送風チューブを接続
してください。

60

送風チューブとカプリング
送風チューブとカプリング（上・下）の接続が外れていま（上・下）を接続してください。
せんか？

65

送風チューブが折れ曲がってい
ませんか？

60

―

H11
H21
H31
H41
H61

U11
U21
U31
U41
U61

66

送風チューブを伸ばして接続してください。

8 故障かな？と思ったら症状・状態

エアマットレスがやわらかすぎる

操作画面

―

―

エアセルが順次
膨張・収縮しない

軽微エラー
（黄色）

エアマットレス
停止中

３Ｄセルが
膨張しない

操作ボタンを押しても、設定が
変わらない

―

―

軽微エラー
（黄色）

エラーコード

―

―

チェック

処置

参照ページ

使用されている方の体重と設定されている体重が異なっていま
せんか？

体重設定で使用する方の体重を設定してください。

11・42・46

でん部設定がやわらかまたは３Ｄやわらかに設定されていませんか？

でん部設定がやわらかまたは３Ｄやわらかに設定されているため、マットレス内部の圧力が低く設定されています。故障ではありません。

12・48・49

順次膨張・収縮させる場合は、
圧 切 替 設 定がOFFに な っ て い
圧切替設定をONにしてご使用
ませんか？
ください。

11・47

しっかりモード中はエアセルがしっかりモードがONになって順次膨張・収縮しません。故障
いませんか？
ではありません。

11・53

H11
H21
H31
H41
H61

エアセルに穴が開いていません
か？

エアセルが破損しています。販売
店またはここちあセンターまでご連絡ください。

76

U11
U21
U31
U41
U51
U61

送風チューブが折れ曲がっていませんか？

送風チューブを伸ばして接続してください。

60―

操作画面に「エアマットレス停止中」の文字が表示されていま
せんか？

ホーム／停止ボタンを３秒間押してください。

56

―

―

H06

しっかりモードがＯＮに設定されてしっかりモードがＯＮになっているため３Ｄセルが膨張しません。
いませんか？
故障ではありません。

11・53

ベ ッ ド リ ン クがOFFに な っ て ベッドリンクをＯＮにしてくだいませんか？
さい。

12・56

―

ベッドリンクケーブルが破損していないことを確認してください。

―

３D機能がOFFになっていませんか？

３D機能をONにしてください。

12・49

ベッドの背角度が15° 未満では ベッドの背角度を15° 以上にしてくありませんか？
ださい。

12・49

各操作ボタンの操作がロックさ操作画面に「ボタンロック中です」 れています。ボタンロックボタ
ンを３秒間押して、ロックを解と表示されていませんか？
除してください。

56

操作画面のアナウンスに「失敗しました。
」と表示されていま
せんか？

再度、設定しなおしてください。

―

操作パネルが正しく接続されていますか？

操作パネルを正しく接続してく
ださい。

32

67

症状・状態

操作画面

チェック

処置

参照ページ

H06

電子治療器などを使用していませんか？

電子治療器などを使用している
場合、操作パネルの設定はできません。通信状態の異常を検知する機能が働いた可能性があります。故障ではありません。なお、エアマットレスを優先して使用したい場合は、電子治療器などの使用をおやめください。
また、電子治療器などを優先して使用したい場合は、エアマッ
トレスの電源プラグをコンセン
トから抜いてください。

―

H07

操作ボタンが押され続けていませんか？

押されているボタンを離してく
ださい。

―

重度エラー
（赤色）

―

一度電源プラグを抜き、ポンプ
本体のマーキングバンドと操作異なる機種のポンプ本体と操作パ
パネルのマーキングバンドの色
ネルを接続していませんか？
が同じであることを確認してく
ださい。

32

エアマットレス
停止中―

操作画面に「エアマットレス停止中」の文字が表示されていま
せんか？

ホーム／停止ボタンを３秒間押してください。

56

使用されている方の体重と設定されている体重が異なっていま
せんか？

体重設定で使用する方の体重を設定してください。

11・42・46

圧設定が＋１または＋２に設定されていませんか？
（KE-9＊＊HS/RSのみ）

圧設定が＋１、または＋２に設定されているため、マットレス
内部の圧力が高く設定されています。故障ではありません。

11・47

しっかりモードがONになっていませんか？

しっかりモードがONに設定されているため、マットレス内部の圧力が高くなっています。必要 時 以 外 はOFFに し て ご 使 用
ください。

11・53

軽微エラー
（黄色）

エラーコード操作ボタンを押しても、設定が
変わらない

―

―

エアマットレスが硬すぎる

背上げモードがONに設定されているため、マットレス内部
背上げモードがONになっていの圧力が高めになっています。 11・54・55
ませんか？
必要時以外は背上げモードをOFFにしてご使用ください。

重度エラー
（赤色）

ベッドリンクケーブルを接続してもベッドリ
ンクがONにならない

―

H02

―

至急電源プラグを抜き、販売店
またはここちあセンターまでご連絡ください。

76

H08

―

至急電源プラグを抜き、販売店
またはここちあセンターまでご連絡ください。

76

ベッドリンクケーブルは、正し
く接続されていますか？

ベッドリンクケーブルの接続を確実に行ってください。

15～30・36

ベッドの電源プラグはコンセン
トに接続されていますか？

ベッドの電源プラグをコンセン
トに差込んでください。

―

ベッドでエラーは発生していませんか？

ベッドのエラーを解除して再度確認してください。

―

―

68

8 故障かな？と思ったら症状・状態

エラーコード

チェック

処置

参照ページ

―

―

操作画面に「ベッドリンクがOFFになっています。ベッドの手元スイッ
チで背角度を操作した後、画面にベッドリンクマークが表示されることを確認してください。」と表示されていませんか？

ベッドの手元スイッチの背あげ
ボタンまたは背さげボタンを押して、ベッドの背角度を操作してください。

42――

ベッドリンクケーブルが破損していませんか？

ベッドリンクケーブルを交換してください。

―

エアマット
レス停止中

―

操作画面に「エアマットレス停止中」の文字が表示されていま
せんか？

ホーム／停止ボタンを３秒間押してください。

56

軽微エラー
（黄色）

H01

ベッドリンクケーブルが破損していませんか？

ベッドリンクケーブルを交換してください。

―

ポンプ本体が動いたり止まったりする―――

正常に動作しています。
故障ではありません。

―

ポンプ本体内部でコンコン音がする―――

正常に動作しています。
故障ではありません。

―

ベッドリンクケーブルを接続してもベッドリ
ンクがONにならない

操作画面

指定されている方法で、ポンプ本体を正しく設置してくださ
い。

32～36

ターボ運転中は通常運転中より運操作画面に「ターボ運転中」の転音が大きくなります。故障ではあキャラクターが表示されていまりません。気になる場合は、設定
せんか？（背上げモード画面に画面からターボ運転設定をOFFには表示されません）
してください。

12・50

ポンプ本体が、正しい位置に設置されていますか？
ポンプ本体
がうるさい

―

―

使用されている方の体重と設定されている体重が異なっていませんか？

底づきしてしまう

異臭がする

―

―

―

―

体重設定で使用する方の体重を設定してください。

11・42・46

でん部設定がやわらかまたは３底づきしてしまう場合は、やわDやわらかに設定され、マットら か 機 能 をOFFに し て く だ さ
レス内部の圧力が低く設定されい。
ていませんか？

12・48・49

背 上 げ モ ー ドがOFFま た は
ベ ッ ド リ ン クがOFFの 状 態 でベッドの背あげをしていません
か？

ベッドの背あげをする際は、背上げモードまたはベッドリンク
をONに設定のうえ、ご使用く
ださい。

11・12・
54～56

エアマットレスを使用する方は骨突出や円背、下肢拘縮が顕著な方ですか？

骨突出や円背、下肢拘縮が顕著
な方が底づいてしまう場合は、底づかないことを確認しながら圧設定を上げてください。

11・47

定期的にお手入れしています 「お手入れ」を参照してお手入
か？
れをしてください。

58～61

69

【エラー発生時の操作画面の表示内容】●エラーには軽微エラーと重度エラーの２種類があり、エラーが発生すると操作画面の背景色が軽微エラーは黄色、重度エラーは赤色に変化し、アナウンスにエラー内容が表示されます。
軽微エラー
軽微エラー

内圧を調整できませんでした。繰返し表示される場合
はここちあセンターにご連絡ください。(Ｕ１１) ●

●

設定

しっかり
モード

背上げ
モード

軽微エラーが発生しても、ポンプ本体は動作を続けます。エラーが解消されるか、一度電源プラグを抜き、操作パネルのエアマットレス操
作画面が消えたことを確認して、もう一度電源プラグをコンセントに差込むとエラー表示が解除され、通常の画面表示に戻ります。
※エ ラ ー コ ードU11、 U21、 U31、 U41、 U61、 U01、 H11、
H21、 H31、 H41、 H61が発生すると圧切替動作を停止します。
※エラー表示中はアナウンスに現在の設定状況を表示しません。 設
定状況は設定画面から確認してください。
※エラー表示中は操作パネル待機時にエアマットレス操作画面が減光しません。
■アナウンス
エラー内容と処置、（エラーコード）を表示します。
■背景
エラー表示中は黄色に変化します。

重度エラー

重度エラーが発生すると、警告音が鳴りポンプ本体の動作は停止します。

重度エラー

エアマットレスのシステム
異常を検知したため運転を停止しました。
ここちあセンターにご連絡ください。 (Ｈ０３)●
電０１２０-０２-５５１８●※重度エラー発生時は、エアマットレスの使用を中止し、販売店または
ここちあセンター（76ページ参照）までご連絡ください。
※Ｈ０２、Ｈ０８エラー発生時は、 至急電源プラグをコンセントから抜いてください。
※重度エラー表示中はアナウンスに現在の設定状況を表示しません。
※重度エラー表示中は、 操作パネルの背景が点滅します。 操作パネルのボタンを押すと１分間エアマットレス操作画面が点灯しますが、警告音は停止しません。
■アナウンス
エラー内容と処置、（エラーコード）を表示します。
■背景
エラー表示中は赤色に変化します。
※軽微エラー発生時に重度エラーが発生した場合は、重度エラーが表示されます。

70

9 長期保管・輸送と廃棄について■長期にわたりエアマットレスをご使用にならないときやエアマットレスを梱包して輸送するときは、以下に記載の【エアマットレスのしまいかた】に従い、エアマットレスを段ボールに入れてから保管・輸送してください。
【エアマットレスのしまいかた】❹❶コンセントから電源プラグを抜き、電源コードを付属のケーブルクランプで束ねてください。
❷ポンプ本体から操作パネルを取外し、キャップをポ
ンプ本体の差込口（HAND）に取付けてください。
（32～33ページ参照）※ベッドリンクケーブルを使用している場合は、ベッ
ドリンクケーブルを取外し、 ポンプ本体の差込口（BED）にキャップを取付けてください。（36ページ参照）※ベッドリンクケーブルがAタイプの場合はコントロー
ルボックスのキャップを、 Bタイプの場合は手元ス
イッチのプラグをベッドのコントロールボックスに取付けてください。（17～30ページ参照）
ベッドリンクケーブルと付属の面ファスナーは、お買い上げ時に入っていたビニール袋に梱包してください。
❸マットレス本体からポンプ本体を取外してください。
（32～35ページ参照）
電源コード
ベッドリンクケーブル

❺

ポンプ本体

操作パネル

❹ポンプ本体 ･ 操作パネル（ベッド配線用クランプ･コードクリップを含む）・ベッドリンクケーブル（面ファスナー（白・黒）を含む）を、図の様に、お買い上げ時に入っていたビニール袋とパッドを用いて、段ボール箱に梱包してください。
❺マットレス本体をお買い上げ時に入っていたビ
ニール袋に入れ、図の様に、マットレス本体の頭側に❹の段ボールを置いてからまるめて、マット
レス本体用の段ボール箱に入れてください。
※ポンプ本体の上面が天井を向くようにマットレ
ス本体用段ボール箱に入れて保管してください。
●マットレス本体は折りたたまないでください。送風チューブが折れるおそれがあります。

ポンプ本体の上面が天井を向くように
マットレス本体用段ボール箱に入れてください。

71●重いものを載せないでください。
●高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所・直射日光を避けてください。
※保管環境：温度 －10～60℃
湿度 0～85％ RH※詰め物（エアセル・送風チューブなど）が変色するおそれがありますが、製品の機能に問題はありません。
※におい（ウレタン臭など）が気になる場合は、風通しのよい日陰にエアマットレスを１日放置したり、お手入れ（58～61ページ参照）することで、においは低減します。
●取扱説明書を紛失しないよう、大切に保管してください。
ちゅう

い

注 意

●保管温度・湿度の範囲内で保管してください。カビの発生や故障の原因となり
ます。

廃棄方法

■各パーツを素材ごとに分けてください。
■廃棄の際は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」および各自治体の規制に従ってください。

72

 仕様
■マットレス本体およびポンプ本体
品名

エアマットレスここちあ結起シリーズ
KE-931HS
KE-931RS
KE-931QS

品番
幅
長さ
厚さ

サイズ(cm)

マットレス
本体

操作パネル
動作保証条件83

91

KE-934QS
83

191

180
15

トップカバー生地

ポリエステル70%・ポリウレタン30%（抗菌 ･ 難燃 ･ 防水）

トップカバー内中芯

ポリウレタンポリエステル65%・ポリウレタン35%（抗菌 ･ 難燃 ･ 防水）
塩化ビニル100%（抗菌･難燃）
ポリウレタン100%（難燃）PC／PBT樹脂（難燃）
24本
24本
23本
23本
３Dセル：２本
7
6. 5
6. 5
6
14
38
10
ABS樹脂（難燃･耐薬）
2P
VCT（黒）φ8.8mm
4.4m
4.4
縦20×横8.5×厚さ5.8（フック含む）
0.3
0～40℃/30～85％RH－10～60℃/0～85％RH
30～138AC100V50/60Hz
10W
５年[自己認証（当社データ）による] ※ただし、消耗部品は除く

エアセル本数ポンプ
本体

KE-932QS

91

ボトム
カバー
チューブ
エアセル
カプリング

材質

KE-933HS
KE-933RS
KE-933QS

製品質量(kg)
幅
サイズ(cm)
長さ
厚さ
主な材質
ケース
プラグ
電源
コード
長さ
製品質量(kg)
サイズ(cm)
製品質量(kg)
使用温度/湿度
保管温度/湿度
使用者体重(kg)
電源電圧･周波数
消費電力
耐用期間■ベッドリンクケーブル
製品コード
対象機種
タイプ
長さ(cm)E92CQ
KE-9＊＊RS/QS
Ａタイプ
ベッド側

コネクター

色

ポンプ側

ミニDIN
8極 オス
ミニDIN
8極 オス

Ｂタイプ
230
ミニDIN
8極 オス
ミニDIN
ポンプ側
8極 オス
ミニDIN
手元スイッチ側
8極 メス
ダークグレー
ベッド側

73

E92CH
KE-9＊＊HS
Ｃタイプ
ベッド側
ポンプ側

DIN 8極
オス
ミニDIN
8極 オス

 適合品●適合品は仕様変更などにより変わる場合があります。ご不明な点は販売店または直接弊社までお問い合せください。
■ベッド・ベッドリンク機能が使用可能なベッドにつきましては、16ページの一覧表を参照してください。
【ベッドの適合品】
適合品※延長フレーム・延長マットレス・78㎝幅・100㎝幅は除く
アリウスシリーズICU/アリウスシリーズ
KA-85000シリーズ
KA-60000シリーズ
メーティスPROシリーズ
メーティスシリーズ
ウッディー /ドージェシリーズ
KA-5000シリーズ
アルデコラシリーズ
KA-4000シリーズ
エスパシアシリーズ
カリストエールシリーズ
KA-7900シリーズ
FeeZシリーズ
KA-4351（ドミトリーベッド）
KRシリーズ
KR＋シリーズ
楽匠Ｚシリーズ
レントシリーズ
楽匠FeeZシリーズ
楽匠Ｓシリーズ
楽匠シリーズ
介護用ベッド KQ-5000シリーズ
介護用ベッド KQ-50000シリーズ
介護用ベッド KQ-60000シリーズ
INTIME1000シリーズ
INTIME2000シリーズ※木製ボードセットを取付けた場合のみ適合

74

 適合品【その他の適合品】
けい

こく

警 告

●エアマットレスと組合せて使用するベッドなどは弊社が指定する適合品をご使用ください。 指定以外の製品や他社製品と組合せると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などにより、けがをしたりエアマットレスが破損したりするおそれがあります。

●適合品は仕様変更などにより変わる場合があります。最新の情報やご不明な点は販売店または直接弊社までお問い合せください。
■ベッドサイドレール・ベッド用グリップ・サイドグリップ
・適合品は、ベッドやベッドサイドレール・ベッド用グリップ・サイドグリップの取扱説明書および弊社のカタログもあわせてご確認のうえ、適合が認められている製品から選択し、且つ下記の適合基準を満たす
組合せでご使用ください。
高い
ベッドのボトムからベッドサイドレール
ベッド用グリップ・サイドグリップの上端までの距離：38.5㎝以上

サイドレール
ベッドのボトム
ここちあ結起シリーズは、厚みがあります。

●同じベッドサイドレールやベッド用グリップ・サイドグリップでも適合するベッドが異なります。ご使用になるベッドとベッドサイドレールなどの組合せで確認してください。
■オーバーレイ（KE-351他：清拭タイプ・通気タイプ）
・サイドサポート・適合しません。

75 アフターサービスについて
1.保証書
保証書は、必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。
販売店名・お買い上げ日の記入が無い場合は、品番・販売店・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

２.修理を依頼されるとき
取扱説明書の「故障かな？と思ったら」（66 ～70ページ参照）に従って調べてください。それでも直らない
ときは、エアマットレスの電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはここちあシリーズ
製品専用の修理受付窓口であるここちあセンター（下記参照）までご連絡ください。
■連絡していただきたい内容●品名、品番、製品識別表示ラベルの番号（3ページ 「各部の名称と部品の確認」 参照）●お買い上げ日 ●破損または異常の内容（できるだけ詳しく） ●施設名、お名前、ご住所および電話番号■消耗部品について●操作パネル・フィルター・ベッド配線用クランプ・ケーブルクランプ・ポンプ本体内部部品およびベッドリンクケー
ブル・コードクリップ・面ファスナーは消耗部品です。
保証期間内は保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。
詳しくは保証書をご覧ください。
保証期間が過ぎているとき修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3.部品の最低保有年数は弊社ではこの製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち
切り後 6 年としております。

4.アフターサービスについてご不明な場合お買い上げの販売店、またはここちあセンターまでお問い合せください。
ここちあセンター 70120-02-5518
受付時間：平日 9：00 ～ 17：20 ／土・日・祝日 9：00 ～ 17：00（年始休業を除く）【ここちあセンターについて】
ここちあセンターは、パラテクノ株式会社のここちあシリーズ製品専用のお問い合せ窓口です。
パラテクノ株式会社は、弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。
<パラマウントベッド 株式会社>
本社
東 京 支 店
札 幌 支 店
仙 台 支 店
さいたま支店
横 浜 支 店
名古屋支店
大 阪 支 店
広 島 支 店
福 岡 支 店

〒 136-8670〒 136-8670〒 060-0062〒 984-0015〒 338-0001〒 194-0004〒 461-0001〒 550-0001〒 733-0011〒 812-0013

東 京 都 江 東 区 東 砂 2 丁 目 1 4 番 5 号
東 京 都 江 東 区 東 砂 2 丁 目 1 4 番 5 号
札幌市中央区南 2 条西 13 丁目 318 番地 11
仙 台 市 若 林 区 卸 町 2 丁 目 3 番 地 の 3
さいたま市中央区上落合 9 丁目 4 番 7 号
東 京 都 町 田 市 鶴 間 5 丁 目 3 番 3 3 号
名 古 屋 市 東 区 泉 1 丁 目 2 0 番 1 7 号
大 阪 市 西 区 土 佐 堀 2 丁 目 3 番 3 3 号
広 島 市 西 区 横 川 町 3 丁 目 8 番 5 号
福岡市博多区博多駅東 3 丁目 14 番 20 号

76(03)3648-1111（大代）(03)3648-1171（代）(011)271-1181（代）(022)239-5211（代）(048)852-0707（代）(042)795-8800（代）(052)963-0600（代）(06)6443-8791（代）(082)293-1311（代）(092)461-1131（代）

メモ

77

78

保 証 書品

名エアマットレスここちあ
結起シリーズ

品

全機種

番

1年間

保証期間
お買い上げ日

年

月

日

お客様

お 名 前
ご 住 所

販売店

店

名

住

所

印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された 印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。
この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保証規定
1. 保証期間内（お買い上げの日より1年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
（1）使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷（2）弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷（3）お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷（4）火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷（5）保証書のご提示がない場合（6）本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合（7）字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

修理実施日

修

理

内

容

担当者

※この保証書は、本書に明示した期間、条件の基において無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、またはここちあセンターまでお問い合せください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の中の「アフターサービスについて」をご覧ください。

〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号’20.04
製版：株式会社 ハル