安全上のご注意

超音波吸入器

各部の名前

乾電池について●単４形アルカリ乾電池または充電池２本を使用してください。
●アルカリ乾電池以外の乾電池も使用できますが、種類によっては使用可能回数が少なくなる場合があります。
●室温が低いと電池の使用可能回数が少なくなる場合があります。
●単４形アルカリ乾電池２本で約９０回使用できます。
（ １回に１分間使用 ）電池のなかには新品でも電圧が低いものがありますので、使用回数が少なくなる場合があります。
●タンクに水が入っていても噴霧しない場合は、２本同時に新しい電池に取り換えてください。
●長期間（ 約３ヶ月以上 ）使用しない場合や、消耗した電池は必ず外してください。
液漏れにより故障するおそれがあります。
●乾電池は必ず、１年に１回はお取り換えください。
液漏れにより故障するおそれがあります。
※電池の液漏れによる汚損、故障は無料修理の対象外です。

上部フタ商品をご確認ください（ タンクキャップ ）

のどミスト
ノズル穴

取扱説明書

スイッチ

型式番号 ＮＫ８０２０

このたびは「のどミスト」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読
みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に右の「安全上のご注意」を必ずお読みください。
保証書は、「お買い上げ日」などの記入を必ずお確かめいただき、取扱説明書とともに大切に保管してください。

下げると ON
上げると OFF●呼吸器に疾患のある人、耳鼻咽喉に疾患のある人
ゼンソクの人、または医師の治療を受けているときや、身体に異常を感じているときは必ず医師と相談のうえ使用する。
守らないと体調不良をおこすおそれがあります。
●自分で意思表示できない人または、自分で操作できない人には使用させない。
ケガをするおそれがあります。

給水タンク●不安定な場所に置いたり保管しない。
事故や水漏れ、故障の原因になります。
●ノズル穴やすき間にピンや針金などの異物をいれない。
異常動作してケガをするおそれがあります。

下部フタ給水ライン（ 電池 キャップ ）●本体を水につけたり、水をかけたりしない。
故障のおそれがあります。
●絶対に分解したり修理・改造はしない。
事故やトラブル、故障のおそれがあります。

鼻腔と咽喉の加湿、洗浄により不快感の改善。
一般家庭で使用すること。

1電池の入れ方
販 売 名

超音波吸入器ＮＫ８０２０
お買い上げより5年間●のどや鼻に異常を感じた場合や気分が悪くなるなどの異常を感じたときには直ちに使用を中止し、医師に相談する。
●使用しても効果があらわれない場合は、医師又は専門家に相談する。
☆体調不良をおこすおそれがあります。
●吸入に使用する水は常に新しい水道水を使用し、常に機器を清潔にして使用する。
☆カビや雑菌が繁殖し、健康を害する原因になります。また、悪臭や故障の原因になります。

下部フタを外す
1（反時計回り）
2 本体内部の表示にあわせて乾電池を入れる（単 4×2 本）スイッチを上にしたとき＋●お子様がご使用の際は、大人の方が付き添い目を離さない。
☆事故やケガ、体調不良をおこすおそれがあります。
●お湯（40℃以上）は使用しない。
☆事故や故障のおそれがあります。
●薬剤・薬液・食塩水・重曹水は使用しない。
☆体調不良や故障のおそれがあります。
●吸入以外の目的で使用しない。
●ほこり、ちり、湿気の多い場所での使用や保管はしない。
☆事故やトラブル、故障の原因になります。
●他の治療器と同時に使用しない。
☆事故や体調をくずすおそれがあります。
●本体・タンクキャップ・電池キャップ・電池は、幼児の手の届く所に置いたり保管したりしない。
万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談する。
☆事故のおそれがあります。
（サービス窓口）●ノズル穴をのぞいたり、目などを近づけない。
☆ケガをするおそれがあります。

ー

3 本体の印と下部フタの縦線を合わせて 取りつける

縦線●給水タンクやノズル穴等が清浄であることを確認し、そうでない場合は清浄してください。
●しばらく使わなかったときは、電池の漏液やノズル穴の詰まり等がなく、正常かつ安全に動作することを確認してください。

２ 給水のしかたお手数ですが付属の乾電池２本を入れてください。

●必ず毎回新しい水道水を使用し、使用前に新しい水が出るまで5秒間噴霧させてから使用する。また、給水タンクの残水は必ず捨てる。
☆カビや雑菌が繁殖し、体調不良をおこすおそれがあります

お使いになる前に（時計回り）※縦線を合わせて取りつけないと通電しません。

●水は6ｍＬ（2分半〜5分の噴霧量）入ります。
※水を長時間入れっぱなしにしておくと、まれに雑菌が発生することがあります。
“つねに新鮮な水道水を補給する”ようにしてください。
薬剤・薬液・食塩水・重曹水は使用できません。
必ず水道水をお使いください。

上部フタを外す
1（反時計方向に回して給水ライン※タンク内側の線引き上げる）●本体を傾けたりして本体側に水がかからないようにする。

2 給水する蛇口から少しずつ給水してください。
注意：本体に直接水をかけないでください。

●給水はタンク内側の線（給水ライン）まで入れてください。
※それ以上は溢れて故障する恐れがあります。

3 上部フタを取り（時計回り）
つける※しっかり止まるまで。３ 使いかた

４ 上手な吸入のしかた

下記写真のようにスイッチを下におろすとＯＮになってミストが噴射されます。

ゆっくりとした呼吸でミストを吸うと、約１０〜２０μｍの細かい粒子がのどの奥まで届きます。

※使う前に、正常に動作することを確認してください。
ＯＦＦ

１ 喉頭部を湿らせる場合

ＯＮ

咽 頭（いんとう）

噴霧開始直後は、本体に残っていた古い水が噴霧される場合があります。これが口や鼻に入らないよう5秒間ほど噴霧してから使用してください。

1 ノズル穴を口または鼻に近づけて、スイッチをＯＮにする

この時本体を傾けすぎると、ミストが出なくなることがあります。

喉頭（こうとう）２ 鼻粘膜を湿らせる場合

口から息を吐く● しばらく使用して効果があらわれない場合
医師または専門家に相談してください。

落さないでください

浴室で使用しないでください●必ず上部フタを閉めてください。水漏れの防止とタンクへの異物の浸入の防止になります。
●ノズル穴から水が漏れる場合があるので、気になる方はビニール袋に入れて携帯してください。

定類

名 超音波吸入器 ＮＫ８０２０
DC3V 0.7W
格（単４形アルカリ乾電池×２本）
別 機械器具７６医療用吸入器

一 般 的 名 称

家庭用超音波吸入器（ JMD N コード：71020000 ）

医療機器の種類 管理医療機器

中止

本 体 寸 法 奥行４１×幅４１×高さ１１２ｍｍ▼

質

廃棄についてお住まいの自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

保証書について保証書はこの取扱説明書についておりますので、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より５年間です。

修理のご依頼についてご注意
その１ 薬液の吸入には使えますか？

ご使用中に異常又は故障が生じたとき、その他破損等が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により修理をいたします。
保証期間中は、保証書記載内容により無料修理いたします。
下記までご連絡ください。

補修用性能部品の保有期間について本体の汚れはぬるま湯を含ませた布で拭いてください。

携帯するときは売

霧子

量 １．２〜２．３ｍＬ／分
径 １０〜４０μｍ
量 約５４ｇ（乾電池除く）

医療機器認証番号 227AKBZX00062000
日光精器株式会社

製 造 販 売 元 滋賀県近江八幡市馬渕町２６６０
日光精器株式会社

製

造

元 滋賀県近江八幡市馬渕町２６６０

製

造

国 日本

故障をふせぐためにお手入れ●シンナー、ベンジン、アルコール等は使用しないでください。
故障や部品の割れ、変色の原因になります。
●本体は水洗いしないでください。

販▼● しばらく使用して効果があらわれない場合医師または専門家に相談してください。
鼻からゆっくり吸って定格・仕様

噴粒▼

点検後なお異常がある

お願い初めてお使いの場合※スイッチがONのままだと、電池が消耗し故障の原因にもなります。
※約３ヶ月以上使用しない場合は、必ず電池を取り外してください。

▼この様な場合、事故防止のため必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

●1 回につき約 30 秒〜 1 分程度が使用の目安です。

１ スイッチをOFFにし、給水タンクの水を捨ててください。
２ よく水気を切ってから上部フタを閉めてください。
３ 必ずスイッチがOFFであることを確認してください。

●ミスト吹出口を下にして、軽く振ってください。
ミスト吹出口の裏側に気泡がたまる場合があり、軽く振ることで気泡が抜けやすくなります。
●電池の消耗が考えられます。新しい電池と交換してください。
●電池の入れる方向、下部フタの縦線と本体の印が合っているか確認してください。
●ノズル穴のつまりが考えられます。綿棒でやさしくふいてください。
強くふくと故障します。

ゆっくりとした呼吸のはやさで繰り返してください。

吸い込む

５ 使い終わったら動かない、噴霧の出が悪い▼

使用を

2 ゆっくりとミストを・ミストは深く吸い込むことで喉頭部に達します。
・初めての人は慣れるまでむせることがあります。
・「ゆっくり吸って口をとじ、飲み込む」をくり返すとむせにくくなります。
・お子様の場合は、口からこぶし１個分 ( 約８ｃｍ) 程度離してください。

故障かな？と思ったとき

日光精器株式会社ではこの超音波吸入器の補修用性能部品を、製造打ち切り後５年間保有しております。
（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です）

その２ 市販のペットボトルの水や井戸水は使えるの？

上部フタや下部フタを紛失された場合は、下記までご連絡ください。上部フタは３５０円（送料込）、下部フタは２５０円（送料込）でお送りします。
カタログハウス商品ご相談課

０１２０−７０１−５６７

月曜〜金曜 午前９時〜午後７時、土曜 午前９時〜午後６時
日・祝休み

１取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
２保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参
ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。
３ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
４ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、日光精器株式会社サービス窓口へご相談ください。
５保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障および損傷（ロ）お買い上げ後の落下等による故障及び損傷（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷（二）一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷（例：業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載等）（ホ）本書の提示がない場合（ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合（ト）ご使用による汚れ、破損、損失
６本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
７本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書記入内容）は、保管期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただきますので、ご了承ください。
※この保証書は、本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権限を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、日光精器株式会社サービス窓口にお問い合わせください。