ハイブリッド高速冷却遠心機

販売名
スイングロータ
最大容量500mL×4（SF-5004）

最高回転数

4,800rpm（SF-2504S）

最大遠心力

4,300×g（SF-2504S）

アングルロータ
最大容量50mL×8（AF-5008C）

最高回転数

16,000rpm（AF-2724A）

最大遠心力23,470×g（AF-2724A）

寸法

50(W)×65(D)×85(H)cm
ドア開放時138cm＊

重さ

118kg

消費電力

720W、2.6MJ/h（省電力モード約35W）

発熱量

電源条件

100V・50/60Hz・15A、コード長2m

定格電圧、定格電流

100V、8.7A

使用環境

温度

10 〜 40℃

湿度80%以下(31℃以下)、50%以下(32 〜 40℃)

高度2,000m以下

200 〜 16,000rpm

速度設定範囲10または100rpmステップ
10 〜 23,470×g

遠心力設定範囲

ハイブリッド高速冷却遠心機

10または100×gステップ
秒：1、10秒ステップ

タイマ設定範囲分：1、10分ステップ
Hold

温度設定範囲-20 〜 40℃
-20 〜 40℃

R134a（通常仕様）
R1234yf（ノンフロン仕様）

冷媒

R134a
充填量265g（通常仕様）
R1234yf 充填量300g（ノンフロン仕様）

機能

テンプリミット（異常温度検知）、プレクーリング（予備冷却）、ステップ遠心、フラッシング運転、遅延運転

プログラムメモリ

5個

加減速可変

3段階切り替え、自然減速

医療機器製造販売届出番号

10B3X00003000022

動物用医療機器製造販売届出番号

元動薬第2170号

価格（本体/税別）

990,000円（通常仕様）
1,150,000円（ノンフロン仕様）＊ドア開放時の高さにアジャスタは含まれておりません。

This model is designed exclusively for Japan.
日本国内専用機

使用上のお願い

この製品は日本国内100V専用です。また日本国内での使用を意図した安全規格に基づいて設計・試験・製造しているため、日本国外でのご使用は、重大な事故の危険や障害の原因となります。
「日本国内専用機」を、日本国外へ持ち出ししないよう、お願いいたします。
また、日本国外での「日本国内専用機」に対するサービス（修理、点検、消耗品の供給など）の提供につきましても、対応いたしかねます。
このカタログに掲載されている製品は専門知識をもっている方々を対象としており、これらの方々がその目的により相当の注意のもとに使用されるためのものです。必要な専門知識を有しない方には適切な使用ができない場合があり、危険が伴うことがあります。このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。
● ロータ、バケットに傷や、腐食がある。

禁止

右記のような場合は、使用を直ちに中止してください。

● ロータの交換時期（耐用年数、耐用回数）を超えたとき。
● コゲくさい臭いや異常に熱くなる。

事故防止のため、電源スイッチを切り、電源から電源お願い● 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
● その他の異常・故障がある。

プラグ ／ 接 続 端 子をとりは ずし、「 使 用 禁 止」の 貼 紙をして、お近くの弊社に必ずご相談ください。

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
安全に関するご注意●「取扱説明書」を紛失しないでください。いつでも読める場所に保管してください。
● 安全にご使用いただくために、耐用回数に達したロータは交換をお願いしています。
どうかご理解とご協力をお願いいたします。

・補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。ただし、入手不可能な補給/補修部品は除きます。
・価格、仕様、外観などは、お断り無く変更することがありますのでご了承ください。
・表示価格は、2023年4月現在の価格（税別）です。

久保田商事株式会社
www.kubotacorp.co.jp

E-mail : sales@kubotacorp.co.jp

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-9 ☎（03）3815-1331
札 幌 営 業 所 ☎（011）751-2175
仙 台 営 業 所 ☎（022）287-2181
つくば 営 業 所 ☎（029）856-3211

名古屋営業所 ☎（0561)64-2351
大 阪 営 業 所 ☎（06）6762-8471
広 島 営 業 所 ☎（082）871-7811

製造販売元
福 岡 営 業 所 ☎（092）621-1161

許可番号 10B3X00003
株式会社 久保田製作所
東京都豊島区東池袋3-23-23

A4/Printed in Japan

ロータスペック

マイクロチューブからコニカル管までを1台で遠心可能なマルチモデル

アングルロータ

素早い加速／減速の実現

AF-2018

ロータ価格（チューブ形状

tube追加

¥94,500■ 4,800rpmのスイングロータ250mL×4（ SF-2504S）で35秒です。

1.5mlTube

tube-4

2mlTubeAF-2724A■ サンプルの試料バランスは目分量で遠心可能です。
（5,000rpm以下のロータについて）tube追加

¥155,000■ メモリフラッシング機能でスピンダウンが簡単
スピンダウン運転した1秒から90秒の時間を自動的にメモリします。
次回はキーを押すだけでメモリされた時間、スピンダウンします。

1.5mlTube

tube-42mlTube

AF-2730■ GMP対応のタコメータポート付き。
ロータの実回転数のチェックが簡単です。

tube追加¥243,600

1.5mlTube

tube-4

2mlTube■ 遠心力設定運転機能、ステップ遠心機能、インテグレータ機能
g·sec 値（遠心力積算値）の測定と設定運転ができます。
AF-2236

安全に対する取り組み

tube追加¥207,900■ 安全性を高める各種検知センサ付き。異常時には停止します。

1.5mlTube

tube-4

2mlTube■ ロータ自動判別機能■ バイオハザード対策用HEPAフィルタ付［クラスⅠ］の安全キャビネットがセットできます。
（オプション）

チューブ種類本数

チューブ寸法直径×長さmm

最高回転数rpm

最大遠心力×g

アダプタ
コードNo.

1.5 / 2mLマイクロチューブ

189.5〜11×36〜42

15,00020,630−0.5mLマイクロチューブ

18７〜7.9×25〜34

15,00018,110055-7590（¥2,900・2個セット）

1.5 / 2mLマイクロチューブ249.5〜11×36〜42

16,000＊2

23,470−0.5mLマイクロチューブ

12７〜7.9×25〜34

16,00019,180−0.2mL PCRチューブ

125.9〜6.3×20〜24

16,00016,890−1.5 / 2mLマイクロチューブ

30

9.5〜11×36〜42

14,00020,820−0.5mLマイクロチューブ

14７〜7.9×25〜34

14,00017,530−0.2mL PCRチューブ

145.9〜6.3×20〜24

14,00016,430−1.5 / 2mLマイクロチューブ

36

9.5〜11×36〜42

15,000（14,000）

21,880（19,060）−

0.5mLマイクロチューブ

36

７〜7.9×25〜34

15,000（14,000）

19,620（17,090）055-7590（¥2,900・2個セット）

0.2mL PCRチューブ

125.9〜6.3×20〜2415,000（14,000）

15,340（13,370）−

1.5 / 2mLマイクロチューブ

48

9.5〜11×36〜42

12,000（11,000）

15,780（13,260）−

0.5mLマイクロチューブ

48

７〜7.9×25〜34

12,000（11,000）

14,330（12,040）055-7590（¥2,900・2個セット）

5mLマイクロチューブ＊4

1215×59

15,00020,880−14mLチューブ

8

17×75〜100

12,00014,330−38mLチューブ

6

25〜25.6×87〜103

15,000（14,500）

21,880（20,450）−

50mLチューブ

4

28.5〜29×102〜115

15,000（14,000）

21,880（19,060）−

12mLチューブ

4

15.8〜16.4×103〜110

15,000（14,000）

20,630（17,970）055-7410(¥11,500・2個セット)

10mLチューブ

416〜16.3×79〜92

15,000（14,000）

20,630（17,970）055-4280(¥44,100・2個セット)

50mLコニカル管＊34

30×117

15,00022,140−15mLコニカル管

417×121

15,00021,130055-1250（¥33,600・4個セット)＊1■ 15,000rpmの1.5/2mL×18（AF-2018）
で10秒です。

使いやすく便利な機能）内の数字は、サンプル温度を4℃以下で遠心できる回転数と遠心力です。

AF-2048A＊1

ハイブリッド高速冷却遠心機
tube追加¥240,000

サンプル温度は4℃を維持

1.5mlTube

tube-4

2mlTube■ 室温25℃にて、詳しくはロータ表をご覧ください。
■ プラスチック類の使用を少なくした地球に優しい、環境とリサイクルに配慮した設計です。

AF-512
tube-4¥105,000

地球環境に優しい遠心機
ノンフロンモデル (R1234yf 冷媒を使用)

2mlTubeAF-1408A¥262,500フロン排出抑制法の対象外です。
冷凍機を搭載している機器は、フロン排出抑制法で3カ月ごとに冷凍機の簡易点検を実施し、点検記録を残す必要があります。

AF-3806A¥246,700■ ノンフロン遠心機は、3カ月ごとの遠心機の冷凍機簡易点検が不要で、管理者の作業負担を軽減します。
■ R1234yfは廃棄時に発生する冷媒回収業者への依頼、廃棄証明書の発行・管理が不要です。
そのため、従来の冷媒と比べ経済的です。
AF-5004RA

Fガスとはフッ素 系 温 室 効 果 ガス（ﬂuorinated greenhousegas）を意味しており、KUBOTAノンフロンモデルは、これらFガスを使用しておりません。
EUでは環境の保護を目的として、Fガスの排出量削減を目的としたFガス規制（EU規制 No.517/2014）が定められております。

1

R1234yf ＊2R134a＊1
地球温暖化係数(GWP）

1未満

1,300

オゾン層破壊係数（ODP）

00＊1 IPCC 第5次評価報告書（AR5）より＊2 自動車のカーエアコンや自動販売機などにも使用されています。

¥253,000

AF-5004CH¥279,000

tube-10 tube-11

15mlコニカル管
50mlコニカル管

2ロータスペック
アングルロータ

ロータ価格（チューブ形状）内の数字は、サンプル温度を4℃以下で遠心できる回転数と遠心力です。

チューブ種類本数

チューブ寸法直径×長さmm

最高回転数rpm

最大遠心力×g

アダプタ
コードNo.

50mLコニカル管＊3430×117

12,00014,970−＊1

tube-26
フローフローサイトtube追加

AF-5004CS
15mLコニカル管¥385,300

12,00017×121

414,490

tube-10 tube-11

15mlコニカル管
50mlコニカル管

50mLコニカル管＊3430×117

12,00014,170−15mLコニカル管

417×121

12,00013,520055-1250（¥33,600・4個セット）
055-1280（¥11,100・2個セット）

AF-5004CA¥254,100

tube-10 tube-11

15mlコニカル管
50mlコニカル管

50mLコニカル管＊3830×117

10,000（9,500）

13,420（12,110）−

17×121

10,000（9,500）

13,190（11,910）055-1250（¥33,600・4個セット）
055-1280（¥11,100・2個セット）

AF-5008C
15mLコニカル管¥378,000055-1250（¥33,600・4個セット）
055-1280（¥11,100・2個セット）

8

tube-10 tube-11

15mlコニカル管
50mlコニカル管＊2

チューブ形状tube-4

1.5mlTube

スイングロータサイト
tube-8-1
tube-8-2 tube-20

tube-6-2
tube-6-3
tube-6-1

tube-8-3
10ml採血管
10ml採血管 15ml
7ml採血管7ml採血管7ml採血管
10ml採血管

チューブ種類×本数

1.5/2mL×245~10mL採血管/15mLガラス管×16

チューブ寸法 直径×長さ mm

7~10mL長い採血管/15mLガラス管×4バケット
コードNo.

チューブ種類本数

チューブ寸法直径×長さmm

最高回転数rpm

最大遠心力×g

アダプタ
コードNo.

1.5 / 2mLマイクロチューブ

249.5〜11×36〜42

15,00018,360−15,090055-7590（¥2,900・2個セット）

チューブ形状053-5860

0.5mLマイクロチューブ
tube追加¥108,100
MF-2236A¥333,900

1.5mlTube

tube追加¥67,200

1.5mlTube

tube追加¥89,200●0.5mLマイクロチューブ用アダプタ

コードNo.055-7590
価格 ¥2,900（2個セット）

1.5mlTube

15,0000.2mL PCRチューブ

245.9〜6.3×20〜24

15,00011,8201.5 / 2mLマイクロチューブ

249.5〜11×36〜4215,000

18,870−0.5mLマイクロチューブ

24７〜7.9×25〜34

15,000

16,100055-7590（¥2,900・2個セット）

0.2mL PCRチューブ

245.9〜6.3×20〜2415,000

13,330055-0500（¥2,900・2個セット）

1.5 / 2mLマイクロチューブ

129.5〜11×36〜42

15,00015,600−0.5mLマイクロチューブ

12７〜7.9×25〜34

15,00013,3300.2mL PCRチューブ

125.9〜6.3×20〜24

15,00011,3200.2mL PCR 8連

85.9〜6.3×20〜24

15,00017,8602mlTubetube-42mlTube

053-0060

７〜7.9×25〜34055-0500（¥2,900・2個セット）

tube-4053-2000

24tube-42mlTube

12~17×65~107

4,0004,000

4,000

4,000

最大遠心力 ×g

2,410

2,410

2,540

2,520053-4800

053-4930¥38,600¥38,600

コードNo.

Max. 4,000rpm
Max. 2,610×g

12~17.2×86~110053-6010＊3＊3¥17,300●12mLチューブ用

アダプタ

コードNo.055-7410
価格 ¥11,500（2個セット）●高速アングルロータ用●15mLコニカル管用シーリングアダプタ

アダプタ

コードNo.055-4280
10mLオークリッジ型チューブ用
価格 ¥44,100（2個セット）●15mLコニカル管用

コードNo.055-1250
価格 ¥33,600（4個セット）

アダプタ

コードNo.055-1280
価格 ¥11,100（2個セット）●0.2mL PCRチューブ用ーー■ 遠心機の回転体であるロータやバケットは、ステンレスやアルミといった金属材料で作られています。

tube-21ー

tube-1050ml

スイングローター

tube-10 tube-1115mlコニカル管

15mLコニカル管
×450mLコニカル管
×415mLコニカル管×4

チューブ寸法 直径×長さ mm

15mlコニカル管
50mlコニカル管

50mLコニカル管×427~37×95~11017×121

17×12130×11717×12130×117

最高回転数 rpm

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

最大遠心力 ×g

2,540

2,580

2,590

2,610

2,590

053-4990

053-1580¥24,700

2,610053-5010¥18,200053-0040¥42,600＊5（特許）¥114,000055-1280055-1280

コードNo.

Max. 4,000rpm
Max. 2,610×g

ーーー¥11,100

プレート用
ロータ

ロータ価格

プレート形状PF-206

tube-15マイクロプレート

PF-745S

プレート種類＊6本数PCRプレート

2マイクロプレート

6

ディープウェルプレート

2

PCRプレート

2マイクロプレート

12ディープウェルプレート

4ー¥11,100（2個セット）（2個セット）

プレート寸法mm

最高回転数rpm

最大遠心力×g

86（W）×128（D）×52（H）

4,000

1,790

86（W）×128（D）×90（H）

4,200

3,100

アダプタ
コードNo.

tube-16

ディープウェルプレート

tube-15055-6380（¥52,500・2個セット）

tube-16

ディープウェルプレート

によって破断してしまいます。

¥52,500（2個セット）

315mlコニカル管
50mlコニカル管

シールド
バケットしたり」を繰り返しており、ある一定回数に到達すると金属疲労交換をお願いしています。
どうかご理解とご協力をお願いいたします。

tube-10 tube-11

15mLコニカル管
×8SF-242 ¥90,000

トレイ055-6380（オプション）と折れてしまいます。
これがいわゆる金属疲労です。

¥24,700

50mLガラス管×4

コードNo.

■ ロータやバケットは高速で回転するために、
この「曲げたり伸ば■ 安全にご使用いただくために、耐用回数・耐用年数に達したロータは¥18,600

チューブ種類×本数¥430,500■ 金属の板を何回か曲げたり伸ばしたりすると、ポキッ053-4990

バイオハザード
対策用
シーリングタイプ

マイクロプレート

ロータの耐用回数・耐用年数

2,500053-6020 ＊3¥6,700¥270,000

2mL用チューブ穴にコードNo.055-0500アダプタを使用すると0.2mL PCRチューブが使えます。
1.5mLチューブを16,000rpmを越えて使用するときは、コードNo.055-6020アダプタ（オプション）の使用をおすすめします。
キャップ直径36mmまでの、イワキ、グライナー、コーニング、ザルスタッド、スミロン、ビオラモ、ファルコン、フィッシャー、ラブコン、ヌンク社製が使えます。
バイオビック5mLサンプリングチューブ、ワトソン5mLメガチューブが使えます。

4,000（4個セット）

遠心機に使用するチューブの耐遠心力は、事前にチューブメーカにご確認ください。
ロータには耐用回数・耐用年数があります。詳しくはお問い合わせください。
（注）
オートクレーブ可能な温度、時間、回数には制限があります。詳しくはお問い合わせください。
＊1＊2
＊3
＊4

12~17.8×87~110055-7400 ＊4

アダプタ

コードNo.055-0500
価格 ¥2,900（2個セット）

7~10mL長い採血管/
15mLガラス管×4

コードNo.

055-7590（¥2,900・2個セット）
055-0500（¥2,900・2個セット）−

7~10mL長い採血管/
15mLガラス管×89.5~11×36~42

チューブ形状マルチロータtube-8-315ml
10ml採血管
10ml採血管
7ml採血管7ml採血管7ml採血管
10ml採血管

最高回転数 rpm

SF-242 ¥90,000

tube-20

tube-8-1
tube-8-2
tube-7-1
tube-7-3
tube-7-2

tube-7-1
tube-7-3
tube-7-2
5ml採血管5ml採血管5ml採血管

2mlTube96ウェルプレート
ディープ×12枚
ウェルプレート×4枚

スクエアフィルタープレート＋ウェルプレート
ディープ×4枚
ウェルプレート×2枚

PCRプレート
×2枚

ロータには耐用回数・耐用年数があります。詳しくはお問い合わせください。
（注）
オートクレーブ可能な温度、時間、回数には制限があります。詳しくはお問い合わせください。
＊1 キャップ径18mm以下、キャップ下長さ61mm以上の採血管が使用できます。セキスイ社製インセパックⅡ、テルモ社製ベノジェクトⅡ、ニプロ社製ネオチューブ、べクトン・ディッキンソン社製バキュテイナ各種5 〜10mLの太細/長短の採血管が使用できます。
フローサイト用チューブも使用できます。
＊2 キャップ径18㎜以下、キャップ下長さ85mm以上の採血管が使用できます。
セキスイ社製インセパックⅡ、テルモ社製ベノジェクトⅡ、ニプロ社製ネオチューブ、べクトン・ディッキンソン社製バキュテイナ各種7 〜 10mLの太細/長の採血管が使用できます。
＊3 底ゴム(コードNo.024-0159)が装着した状態で出荷されます。
＊4 底ゴム(コードNo.024-0159/¥1,700・10個セット)が必要です。
＊5 シーリングキャップ付バケットです。シーリングキャップとOリング（シリコン製）が付属しています。オートクレーブ（121℃）が可能です。
＊6 遠心前にプレート類の強度をテストしてからご使用ください。下段のプレートがつぶれることがあります。

4

ロータスペック

このチューブラックは5mL、7mL、10mL採血管と15mLガラス管が使え、便利です。

＊1

チューブ形状tube追加1.5mlTube

1.5/2mL×36

チューブ種類×本数
チューブ寸法 直径×長さ mm
スイングロータtube-4tube-26
フローサイトフローサイトtube-6-1tube-6-2tube-6-3

2mlTube1.5/2mL×80

9.5〜11×36〜42

フローサイトtube-26

tube-9tube-7-1
tube-7-3
tube-7-2
5ml採血管5ml採血管5ml採血管1.5/2mL×72＊3tube-18tube-20
tube-8-1
tube-8-2
tube-8-3

7ml採血管7ml採血管7ml採血管5〜7mL
細い採血管×68

8mlCPT

8mL CPT単核球
分離用採血管×24

10ml
10mLガラス管
×80

15ml
10ml採血管
10ml採血管
10ml採血管

フローサイトtube-20
tube-8-1
tube-8-2
tube-8-3

tube-6-1tube-6-2tube-6-3

10mL採血管/
15mLガラス管×68

tube-7-1
tube-7-3
tube-7-2
5ml採血管5ml採血管5ml採血管5〜10mL採血管/
15mLガラス管×28

5〜10mL採血管/
15mLガラス管×48

12〜17.2×72〜110

tube-21

tube-1015ml
10ml採血管
10ml採血管
7ml採血管7ml採血管7ml採血管
10ml採血管15mlコニカル管5〜10mL採血管/
15mL
15mL
50mL
15mL
15mL
15mLガラス管×48 コニカル管×16 コニカル管×28 コニカル管×28 コニカル管×32 ガラス管×450ml

50mL
50mL
ガラス管×8 ガラス管×1212〜13.7×62〜110

13.5〜15.8×81〜130

12〜13.8×65〜95

15〜17.2×52〜110

最高回転数 rpm

4,800

4,000

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

4,800

4,000

3,500

4,800

3,500

4,000

3,500

4,800

3,500

4,000

最大遠心力 ×g

4,250

3,040

2,290

2,300

2,310

2,080

2,300

4,150

2,970

2,300

4,280

2,300

3,060

2,330

4,150

2,330

2,990

055-6900

055-4740

バケット コードNo.
053-5840

SF-724 ￥120,000コードNo.
バケット
053-5820￥73,000

055-4800

バケット コードNo.
053-5840

ーー

アダプタ コードNo.
055-0260＊4

Max 3,500rpm
Max 2,380×g

バケットはオプション（別売）です。

SF-2504S ￥210,000

コードNo.

BT-06
055-0260

BT-02053-5840

BT-03055-4800￥38,600￥210,000BT-07
055-6900￥50,400￥77,200

BT-08
055-4740￥38,600

12〜16.8×72〜110

ーー

バケット コードNo.
053-5840

ーBT-02053-5840＊4￥42,000

055-1190055-4760

055-4780

ーー￥210,000￥36,700￥38,600
055-1150055-1160

055-1140ーBT-11
055-4760

055-4780P

BT-02053-5840

055-0880P￥210,000

27〜36.4×85〜11017×121055-0880＊4（4個セット）
オートクレーブ
可能（注）＊2

シーリングキャップ
055-0964￥21,000ー（4個セット）オートクレーブ
可能（注）Max 4,800rpm
Max 4,300×g

バケットは標準付属です。
シーリングキャップはオプション（別売）です。

SF-5004 ￥305,000ーーー￥26,400ー￥18,900

バケットとシーリングキャップは標準付属です。

ーーーーーーー

055-0770

50mL
コニカル管×4

tube-22-1

50mlコニカル管

100ml

38〜46.5×83〜120

30×117

tube-12

tube-22-2
100ml

tube-14175mlコニカル管
225mlコニカル管

100mLガラス管
×450mL
コニカル管×16175mL
コニカル管×4

38〜46.5×113〜120

61×118tube-12

tube-13

tube-14ー

61×118/61×130/61×137

500mL tube

500mL×4

85×13560〜62×100〜134.4

自立型喀痰
チューブ×4tube-25-2
tube-25-1 自立型喀痰チューブtube-25-3

4,000

3,500

3,500

4,800

4,000

4,800

3,500

4,000

3,500

4,800

4,000

4,000

4,800

4,000

4,250

3,040

2,330

2,330

4,250

2,970

4,250

2,330

3,080

2,380

4,300

3,080

3,080

4,250

3,020

055-6070

055-4770

ーーーー

＊5＊6ー

Max 3,500rpm
Max 2,380×g

SF-2504S ￥210,000

バケットはオプション（別売）です。

コードNo.

055-6070P￥36,700BT-13
055-4770￥38,600

055-1170055-4850ーー

BT-14
055-4850

ーーー￥38,600

055-1200×12×16

3,500
2,250

2,290

2,300055-0430

055-0440055-0450ーBT-14055-4850￥38,600

自立型喀痰チューブ自立型喀痰チューブ

キャップ径φ48以下 キャップ径φ37以下 キャップ径φ48以下 キャップ径φ37以下 キャップ径φ31以下
チューブ径φ35以下 チューブ径φ31以下 チューブ径φ35以下 チューブ径φ31以下 チューブ径φ28以下

4,800￥73,000

055-0740￥53,500

自立型喀痰自立型喀痰チューブ
チューブ×8×8

最大遠心力 ×g055-4850

ー＊9

最高回転数 rpm

コードNo.

ーー
055-0750

250mL×4

175/200/225mL
コニカル管×4055-0740￥60,000

BT62-2
コーニングボトル
BT62-1
ナルジェヌンク250ml遠心ボトル
ナルジェヌンク250ml遠心ボトル

175mlコニカル管
225mlコニカル管
200mlコニカル管（4個セット）オートクレーブ
可能（注）ー￥46,20050mL
コニカル管×12

チューブ寸法 直径×長さ mm

バケット
053-5820

ー￥31,500

055-0730￥37,400

tube-11SF-724 ￥120,000ーー

055-0750＊8

チューブ種類×本数ー055-0730

チューブ形状スイングローター￥26,400

055-0770

コードNo.

Max 4,000rpm
Max 3,080×g

ー055-1150

ーオートクレーブ
可能（注）ーー

055-1190

BT-11+
055-0430

BT-12+
055-0440

BT-12+
055-0450￥38,800￥38,800￥38,800

055-1210

シーリングキャップ
055-0964￥21,000ー（4個セット）オートクレーブ
可能（注）Max 4,800rpm
Max 4,300×g

SF-5004 ￥305,000

バケットは標準付属です。
シーリングキャップはオプション（別売）です。

ーMax 4,000rpm
Max 3,080×g＊5ーーー

アダプタなしで使用可

ーーーー055-1210̲n055-1200

055-1170￥26,400￥26,400055-0760

コードNo.

バケットとシーリング
キャップは標準付属です。

￥26,400055-1180

ーオートクレーブ
可能（注）

ーーーーー

055-0780

ー055-1180

055-0760￥40,800￥46,200

ロータには耐用回数・耐用年数があります。詳しくはお問い合わせください。
（注）
オートクレーブ可能な温度、時間、回数には制限があります。詳しくはお問い合わせください。
＊1 セキスイ社製インセパックⅡ、テルモ社製ベノジェクトⅡ、ニプロ社製ネオチューブ、ベクトン・ディッキンソン社製バキュテイナ各種5〜7mLの細い採血管が使用できます。
フローサイト用チューブも使用できます。
＊2 このチューブは、ベクトン・ディッキンソン社製バキュテイナ8mL CPT単核球分離用採血管（公称φ16×125）です。
＊3 セキスイ社製インセパックⅡ、テルモ社製ベノジェクトⅡ、ニプロ社製ネオチューブ、ベクトン・ディッキンソン社製バキュテイナ各種5〜10mLの細い・太い採血管が使用できます。
フローサイト用チューブも使用できます。
＊4 コードNo.053-5840バケットを使用する際は、同じロータでコードNo.053-5820バケットを使用することはできません。
コードNo.053-5840バケットは、ガラス製スピッツ管（先細管）が使用できません。

5＊5＊6＊7ー055-0780ーー

055-0800

アダプタなしで使用可

ーー

055-0780

055-0780

055-0800￥19,300￥19,300￥43,000＊5 ファルコンのコニカル管175mL（カタログNo.352076）が、クッション（カタログNo.352090）を使うことで遠心できます。
＊6 ヌンクのコニカル管200mL（カタログNo.376813）がクッション（カタログNo.377585）を使うことで遠心できます。
ファルコンのコニカル管225mL（カタログNo.352075）が、クッション（カタログNo.352090）を使うことで遠心できます。
＊7 200/225mLコニカル管を遠心するときは、シーリングキャップが使用できません。
＊8 ナルジーン、ヘロラボ、コーニング平底250mLボトルが使用できます。
＊9 500mLボトル（コードNo.K15501C/ポリプロピレン）が使用できます。

6