V2.0 2018/11/15

抜粋版
ＳＤＲを使ったスペアナ マニュアル～ＩｏＴ時代の必需品～
スペクトラム・テクノロジー株式会社
https://spectrum-tech.co.jp
sales@spectrum-tech.co.jp

All rights reserved 2017, Spectrum technology co.

1

目次
1.

ページ
3設定編

4① スペアナ接続構成• Airspy R2• Airspy HF+• ロッドアンテナ

567② ソフトインストール

2.

• SDR sharp• Frequency manager suite• カスタマイズデータ(周波数計画、局名、スキャン）• Airspy driver

運用編
①②
③
④
⑤
⑥⑦
⑧⑨⑩⑪

画面説明
機能説明
スペクトラム・アナライザ
ウオーターホール
ＩＦスペクトラム
ＭＰＸスペクトラム
音声スペクトラム
スキャン
ログ
記録
局名登録8891112

抜粋版になります。ページと内容は一致しません。

141517313233343536404246

All rights reserved 2017, Spectrum technology co.

2

１．設定編All rights reserved 2017, Spectrum technology co.

3

１‐ ① スペアナ接続構成• 接続構成① Airspy R2• Airspy R2に付属のアンテナをＳＭＡコネクタで接続します。
• Windows pcにAirspy R2を付属のＵＳＢケーブルで接続します。
• Windows pcに指定のSDR sharp, Frequency Manager suitesをインストールします。なお、Airspy用のドライバはインストール不要です。

②

Airspy HF+• HF帯で使用する場合はAirspy HF+を使います。
• アンテナは、ＶＨＦ用、ＨＦ用の二つの入力があります。
ＳＭＡコネクタです。
• SDR等は上記と同様です。

・ＰＣ要件
・Windows vista,7, 8, 8.1,10・Intel i3 2.4 GHz CPU以上
・2GB RAM

Ａｉｒｓｐｙ Ｒ２Windows
PC

Ａｉｒｓｐｙ ＨＦ+
SDR sharp
Frequency Manager Suites

All rights reserved 2017, Spectrum technology co.

4

１‐ ① スペアナ接続構成
ＵＳＢケーブルへ• Airspy R2 詳細

外部クロック• アンテナをＳＭＡコネクタを使って接続• ＰＣとＵＳＢケーブルで接続• 外部クロック端子は使用しません

All rights reserved 2017, Spectrum technology co.

アンテナへ

5

１‐ ① スペアナ接続構成• Airspy HF+ 詳細• ＨＦ帯（９ＫＨｚ－２６０ＭＨｚ；５０ＭＨｚ近傍が抜けてます）のモニタする場合に使用します。
• -140dBmと高感度の受信レベルで、最新のモデルになります。

All rights reserved 2017, Spectrum technology co.

6

１‐ ① スペアナ接続構成• 広帯域ロッドアンテナ• 最短：16cm 最長：44cm ロッド数：８段• 重量：38g、コネクタ：SMA-P インピーダンス：50Ω
• 形式:1/4λ（144MHz）､1/2λ（430MHz）､ FM/120（エアーバンド）/150/300/450/800/900MHz帯受信対応• 利得：2.15dBi(430MHz)

All rights reserved 2017, Spectrum technology co.

7

１‐ ② ソフト・インストール• SDR Sharp• Frequency Manager suiteのインストールが完了したら、再度、SDRsharp.exeで起動

FMS

All rights reserved 2017, Spectrum technology co.

8

２．運用編All rights reserved 2017, Spectrum technology co.

9２‐ ① 画面説明1• SDR Sharp
トップ画面

マウスでセンタを選択可能
また、左クリックしたままドラッグで周波数を変更可能

All rights reserved 2017, Spectrum technology co.

10

２‐ ① 画面説明2• SDR Sharpメニュー画面• Source 入力• Radio無線方式• Audio
音声• AGC
自動利得制御• FFT display ＦＦＴ表示（高速フーリエ変換）• Frequency Manager+Scanner周波数管理＋スキャナ• Frequency entry 周波数登録• Scanner metrics スキャナ
• Activity logger
ログ• Scheduler
スケジューラ• Audio noise reduction音声雑音削減• IF noise reductionＩＦ雑音削減• Baseband noise blankerベースバンド雑音除去• Demodulator noise blanker復調雑音除去• Recording 記録• Zoom FFT ズームＦＦＴ• Band Plan 周波数計画• Frequency Manager 周波数管理• Signal diagnosis 信号解析 All rights reserved 2017, Spectrum technology co.

11

２‐ ② 機能説明
• SDR Sharpメニュー画面• Source

入力:Airspy R2• 入力選択：AIRSPYを選択（記録データの再生時はIQ File)• Gain:受信レベルが低い場合に使用します。雑音レベルも上がりますので注意が必要• Sample rate；10Mを選択• Decimation=sample
rate/channel widthの数字で数字が大きくなると、狭い周波数幅を深いレベルまでスキャンできます。測定値は、バンドにより変わります 64：125KHzの幅で、-90dBmまで測定可能
 2：4MHz, -75dBmまで
 none:8MHz, -70dBmまで

All rights reserved 2017, Spectrum technology co.

12

２‐ ② 機能説明
• SDR Sharpメニュー画面• Source

入力:Airspy HF+• Bandwidth:12kHz-768KHzまで
選択• 最大入力：+10dBm• 受信感度：-140dBm

受信感度を上げるには、右下のｏｆｆｓｅｔのバーを上へ上げてくださいAll rights reserved 2017, Spectrum technology co.

13

２‐ ② 機能説明
• SDR Sharpメニュー画面• Radio

無線方式• 変調方式：NFM,WFM,AM,LSB,USB,DSB,CW,RAW（周波数帯域により適切に選択します）• フィルタ：複数のフィルタから選択• Bandwidth:バンド幅（変調方式により選択）• Squelch:スケルチ（動作する値を下の数値で設定）• Step size: スペアナの周波数を選択する時の幅をプルダウンで選定します。バンドにより決まっていますAll rights reserved 2017, Spectrum technology co.

14

２‐ ⑪ 局名登録２• ＦＭ登録① New:登録② 登録情報③ 情報入力（グループ名、局名）• FMSの局名には登録されません。

All rights reserved 2017, Spectrum technology co.

15

２‐ ⑪ 局名登録２• ＦＭ修正① Edit:修正② 修正情報表示③ 情報入力（グループ名、局名）• FMSの局名には登録されません。

All rights reserved 2017, Spectrum technology co.

16