ヘマトクリット遠心機

販売名
アングルロータ
最大容量①ヘマトクリット毛細管×30②15mL×4③2mL×8

最高回転数

12,000rpm

最大遠心力15,000×g

寸法32(W)×39(D)×27(H)cm
ドア開放時高さ58cm

重さ
消費電力20kg
発熱量

200W、720kJ/h

電源条件

100V・50/60Hz・10A、
コード長2m

定格電圧、定格電流AC100V、3.4A

使用環境

温度

10 〜 40℃

湿度80%以下(31℃以下)、50%以下(32 〜 40℃)

高度2,000m以下

IEC61010-2-020

適合規格

100rpmステップ

速度設定範囲マイクロチューブ/ヘマトクリット毛細管：300 〜 12,000rpm
15ｍLガラス管：300 〜 4,000rpm

ヘマトクリット遠心機

1秒〜 99分
秒：1秒ステップ

タイマ設定範囲

分：1分ステップ
Hold機能フラッシング運転、出し忘れお知らせ音、運転終了音(5種類+無音)プログラムメモリ

3個加減速可変ヘマトクリット、15ｍLの自動切り替え
自然減速

医療機器製造販売届出番号

10B3X00003000007

動物用医療機器製造販売届出番号

元動薬第2176号

価格（本体/税別）

285,000円

This model is designed exclusively for Japan.
日本国内専用機

使用上のお願い

この製品は日本国内100V専用です。また日本国内での使用を意図した安全規格に基づいて設計・試験・製造しているため、日本国外でのご使用は、重大な事故の危険や障害の原因となります。
「日本国内専用機」を、日本国外へ持ち出ししないよう、お願いいたします。
また、日本国外での「日本国内専用機」に対するサービス（修理、点検、消耗品の供給など）の提供につきましても、対応いたしかねます。
このカタログに掲載されている製品は専門知識をもっている方々を対象としており、これらの方々がその目的により相当の注意のもとに使用されるためのものです。必要な専門知識を有しない方には適切な使用ができない場合があり、危険が伴うことがあります。このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。
● ロータ、バケットに傷や、腐食がある。

禁止

右記のような場合は、使用を直ちに中止してください。

● ロータの交換時期（耐用年数、耐用回数）を超えたとき。
● コゲくさい臭いや異常に熱くなる。

事故防止のため、電源スイッチを切り、電源から電源お願い● 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
● その他の異常・故障がある。

プラグ ／ 接 続 端 子をとりは ずし、「 使 用 禁 止」の 貼 紙をして、お近くの弊社に必ずご相談ください。

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
安全に関するご注意●「取扱説明書」を紛失しないでください。いつでも読める場所に保管してください。
● 安全にご使用いただくために、耐用回数・耐用年数に達したロータは交換をお願いしています。
どうかご理解とご協力をお願いいたします。

・補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。ただし、入手不可能な補給/補修部品は除きます。
・価格、仕様、外観などは、お断り無く変更することがありますのでご了承ください。
・表示価格は、2023年4月現在の価格（税別）です。

久保田商事株式会社
www.kubotacorp.co.jp

E-mail : sales@kubotacorp.co.jp

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-9 ☎（03）3815-1331
札 幌 営 業 所 ☎（011）751-2175
仙 台 営 業 所 ☎（022）287-2181
つくば 営 業 所 ☎（029）856-3211

名古屋営業所 ☎（0561)64-2351
大 阪 営 業 所 ☎（06）6762-8471
広 島 営 業 所 ☎（082）871-7811

製造販売元
福 岡 営 業 所 ☎（092）621-1161

許可番号 10B3X00003
株式会社 久保田製作所
東京都豊島区東池袋3-23-23

A4/Printed in Japanロータは3種類から選択が可能

ヘマトクリット
毛細管

7~10mL採血管/
15mLガラス管

1.5/2mL
マイクロチューブ/マイクロティナ安全に対する取り組み

多用途に兼用できるHT/2ロータ

ロータの耐用回数・耐用年数

1.5/2mLマイクロチューブ・マイクロティナ・ヘマトクリット毛細管の■ 遠心機の回転体であるロータやバケットは、ステンレスやアルミといった金属材料で作られています。

3種類のチューブを兼用できるロータです。

■ 金属の板を何回か曲げたり伸ばしたりすると、ポキッと折れてしまいます。
これがいわゆる金属疲労です。

ロータ交換せずに最高回転数12,000rpmでの遠心が可能です。

■ ロータやバケットは高速で回転するために、この「曲げたり伸ばしたり」を繰り返しており、ある一定回数に到達すると金属疲労によって破断してしまいます。

使いやすさを実現する便利な機能■ 安全にご使用いただくために、耐用回数・耐用年数に達したロータは交換をお願いしています。
どうかご理解とご協力をお願いいたします。

■ 表示は見やすいLED表示タイプ。ロータの種類も表示します。
■ 運転条件メモリは3つで、ワンタッチで呼出し・運転が可能。

高い品質の商品をお届けするために■ GMP対応のタコメータポート付。
ロータの実回転数のチェックが簡単にできます。

■ 開発段階でプロトタイプを作り、実際の使用条件にあわせて耐久■ 遠心終了のお知らせ音は、5種類＋無音から選択できます。

テストを実施しています。耐久テストをクリアしたものだけが次の■ 運転音や、ドアロック解除音を小さくしました。

ステップに進めます。
■ 耐久テスト後、さらにプロトタイプを作り、実際のユーザ様の現場ブラシレスモータでブラシ交換が不要でフィールドテストを実施しています。終了後にユーザ様からインバータ制御・ブラシレスモータのヘマトクリット遠心機で、フィードバックをいただき、商品に反映させています。

カーボンブラシの交換が必要ありません。

■ 出荷前の検査は熟練の技術者が行っています。実際に遠心して音や振動を人間が感じるなど、一台一台丁寧に検査し地球環境に優しい遠心機ています。
ヘマトクリット遠心機

遠心機本体のプラスチック類の使用を減らし、リサイクルに配慮した設計です。

遠心機の国際安全規格

ロータスペック

インタロック部は、機械的マイクロチューブ・マイクロティナ・ヘマトクリット兼用 HT/2ロータ

コードNo.23-070

価格 92,400円

1.5/2mLマイクロチューブ×8本と、ヘマトクリット毛細管×16本が同時兼用できるロータです。
既にお持ちのModel 3220のロータを、HT/2ロータに交換できます。
チューブ種類ヘマトクリット毛細管×16本

1.5/2mL〜0.2mLマイクロチューブ×8本

最高回転数

12,000rpm

12,000rpm

最大遠心力15,000×g

12,720×g

チューブ寸法

1.0〜1.75×50〜75mm

9.5〜11.0×36〜42mm

ーアダプタ

HT/15ロータ

コードNo.23-050

チャンバ蓋の透明プラス

衝 撃 から保 護され、電 気チック製タコメータポー

的には二重保護回路を採

トは 実 回 転 数 測 定 用で、用しています。

GMPに対応します。
● 吸込事故を防止するため、空気取入口はチャンバ蓋内部に組み込んでいます。

0.5mL, 0.5mL PCR用 コードNo.055-7590 ￥2,900（2個セット）
0.2mL PCR用 コードNo.055-0500 ￥2,900（2個セット）

価格 76,000円

ヘマトクリット毛細管×24本と、7〜10mL長い採血管/15mLガラス管×4本が兼用できるロータです。
チューブ種類ヘマトクリット毛細管×24本

7〜10mL長い採血管/15mL×4本

最高回転数

12,000rpm

4,000rpm

最大遠心力15,000×g

2,000×g

チューブ寸法

1.0〜1.75×50〜75mm

15〜17.2×85〜110mm

安全を目指した回転数制限機能
HT/15ロータご使用時に、ヘマトクリット（12,000rpm）と7〜10mL採血管/15mLガラス管（4,000rpm）の最高回転数を自動的に制限します。
ご使用時に誤って回転数を設定・運転することはできません。
HT/15ロータで、ヘマトクリット用（12,000rpm）
としてご使用のときは、15mL金属管を写真のようにチューブホルダに挿入してください。

（注）
このロータには、回転数制御用チューブホルダが標準付属します。
チューブホルダを取り付けたときの本体幅は36cmになります。

7〜10mL採血管/15mLガラス管をお使いのときは、15mL金属管を取りはずし、ロータにセットしHTロータ コードNo.23-060てください。4,000rpm以上、回転しません。

価格 51,000円

ヘマトクリット毛細管×30本の専用ロータです。
チューブ種類ヘマトクリット毛細管×30本

最高回転数

12,000rpm

最大遠心力15,000×g

チューブ寸法

1.0〜1.75×50〜75mm

回転数制限用チューブホルダ（HT/15ロータ専用）

ロータには耐用回数・耐用年数があります。詳しくはお問い合わせください。

12