GEBRAUCHSANWEISUNGFÜRDIGITALESBLUTDRUCKMESSGERÄT
CH-45613• Bitte lesen Sie alle Informationen in derBedienungsanleitung, bevor Sie den Monitor
bedienen.

19.
20

n

14.
15.
16.
17.
18.

2201
Veröffentlichungsdatum: 2022-02-01

Achten Sie darauf, dass Sie über alle folgenden Komponenten verfügen.
• Blutdruckmessgerät - Gebrauchsanweisung• 4 Batterien der Größe AA (für den Monitor)• Manschette (Modell: SCN-003)[OPTION]• Große Manschette (Modell: SCL-005) - Netzadapter (Modell: AC-230CZ)

ALLGEMEINE HINWEISE
Allgemeine Hinweise zum Blutdruck und zur Blutdruckmessung
1.
Zum schnellen Entlüften der Manschette drücken Sie den Schalter “START/STOPP”.
2.
Bevor Sie die Blutdruckmanschette anlegen, vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige
Manschettengröße gewählt haben:
Manschette (Modell: SCN-003) für Armumfang: 22-32cm[OPTION]
Große Manschette (Modell: SCL-005) für Armumfang: 32-42cm
3.
Legen Sie die Manschette so an, dass sich die blaue Markierung in der Mitte Ihres Arms befindet. Der
Rand der Manschette soll 1-2 cm bzw. 2-3 cm (große Manschette) über Ihrem Ellenbogen liegen.
4.
Selbstmessung ist keine Therapie! Ändern Sie auf keinen Fall die Dosierung der von Ihrem Arzt
verordneten Medikamente.
5.
Zur Vorbereitung auf die Blutdruckmessung sollten Sie auf der Toilette Wasser lassen und dann 10 bis
15 Minuten vor der Messung relativ ruhig liegen bleiben.
6.
Verlassen Sie sich NICHT zu sehr auf die Ergebnisse einer einzigen Messung. Führen Sie kontinuierlich
Aufzeichnungen über Ihre Blutdruckschwankungen. Ein vollständiges Bild ergibt sich nur durch eine
große Anzahl von Messungen
So erhalten Sie korrekte Blutdruckmessungen1.
Atmen Sie fünf oder sechs Mal tief durch und entspannen Sie sich, bevor Sie Ihren Blutdruck messen.
Wenn Sie bei der Messung angespannt sind, erhalten Sie keinen korrekten Messwert.
2.
Ihr Blutdruck ist erhöht, wenn Sie ängstlich oder gereizt sind, unter Schlafmangel oder Verstopfung
leiden oder gerade etwas getrunken haben.
3.
Legen Sie die Manschette um Ihren Arm und ziehen Sie sie so fest, dass ein Finger zwischen
Manschette und Arm eingeführt werden kann.
4.
Messen Sie Ihren Blutdruck NICHT nach dem Baden oder Trinken.
5.
Messen Sie Ihren Blutdruck bei einer Raumtemperatur von ca. 20°C. Messen Sie Ihren Blutdruck
NICHT, wenn es im Raum zu kalt (unter 10°C) oder zu heiß (über 40°C) ist.
6.
Versuchen Sie NICHT, Ihren Blutdruck unmittelbar nach dem Trinken von Kaffee oder Tee oder nachdem Rauchen zu messen.
7.
Messen Sie Ihren Blutdruck, wenn Sie entspannt und ruhig sind. Halten Sie die Mitte der Manschetteauf der Höhe Ihres Herzens und bewegen Sie NICHT Ihren Arm oder sprechen Sie nicht.
8.
Messen Sie den Blutdruck NICHT, wenn die Manschette bereits einige Minuten oder länger am
Arm liegt. Minuten oder länger am Arm liegt. Während dieser Zeit hat sich in Ihrem Arm ein höherer
Blutdruck aufgebaut, und Sie erhalten keine gültigen Messwerte.
9.
Wenn der Körperbewegungsindikator oder der Indikator für unregelmäßigen Herzschlag (IHB)
angezeigt wird, entspannen Sie sich und messen Sie den Blutdruck erneut. Wenn die Anzeige
für unregelmäßigen Herzschlag (IHB) häufig erscheint, sollten Sie einen Arzt aufsuchen, um Ihren
Gesundheitszustand zu überprüfen.
10. Die nachstehende Abbildung zeigt die Blutdruckklassifizierungen gemäß den WHO-Normen.
11. Bestimmungsgemäße Verwendung• Das Gerät ist ein nichtinvasives Blutdruckmessgerät mit oszillometrischer Methode. Es misst
automatisch den systolischen Blutdruck (SYS), den diastolischen Blutdruck (DIA) und die
Pulsfrequenz.
• Das Gerät ist dient der Überprüfung des persönlichen Gesundheitszustands zu Hause gemäß derAnleitung eines Arztes. Es ist kein Diagnosegerät.
• Das Gerät ist nicht für die Verwendung bei Neugeborenen oder Kleinkindern geeignet und führt keinesich automatisch wiederholenden Messungen durch..
Messen Sie Ihren Blutdruck jeden Tag zur gleichen Zeit.
* Ihr Blutdruck ändert sich ständig. Daten, die über einen längeren Zeitraum gesammelt werden, sinddaher weitaus aussagekräftiger sind als die Daten einer einzigen Messung. Vergleichende Messungen
erfordern immer die gleichen Bedingungen. Messen Sie daher idealerweise Ihren Blutdruck jeden Tag zur
gleichen Zeit.

Verwenden Sie das Gerät NICHT in der Nähe von entflammbaren Gasen, wie sie z. B. bei der
Anästhesie verwendet werden. Dadurch könnten sich die Gase entzünden und eine Explosion
verursachen.
Verwenden Sie das Überwachungsgerät NICHT in Umgebungen mit angereichertem Sauerstoff, wie z.
B. in der Überdruckkammer eines Krankenhauses oder in einem Sauerstoffzelt. Dadurch könnte sichder Sauerstoff entzünden und einen Brand verursachen.
Verwenden Sie KEINE Mobiltelefone in der Nähe des Geräts, da dies zu einer Fehlfunktion führen kann.
Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Überwachungsgerät
benutzen.
Achten Sie darauf, dass Sie dieses Gerät nur zum Messen des Blutdrucks verwenden. Verwenden Sie
es NICHT für einen anderen Zweck.
Achten Sie darauf, dass Sie nur von uns zugelassene Teile und Zubehör verwenden. Teile und Zubehör,
die nicht für die Verwendung mit dem Gerät zugelassen sind, können das Gerät beschädigen.
Verwenden Sie dieses Gerät NICHT an Kleinkindern.
Bei Personen mit häufigen Herzrhythmusstörungen, wie z. B. ventrikulären Extraysystolen undVorhoffflimmern, ist die Blutdruckmessung unter Umständen nicht möglich.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Pflege
1.
Lagern Sie das Blutdruckmessgerät NICHT an Orten, die direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen(über 60°C), niedrigen Temperaturen (unter -20°C), hoher relativer Luftfeuchtigkeit (über 90%) oderübermäßiger Staubentwicklung ausgesetzt sind.
Halten Sie das Blutdruckmessgerät von Kindern und Haustieren fern, um es nicht zu beschädigen.
2.
Lassen Sie das Blutdruckmessgerät oder die Manschette NICHT fallen und setzen Sie es keinen
Stößen oder Vibrationen aus.
3.
Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
4.
Versuchen Sie NICHT, das Messgerät oder die Manschette zu zerlegen. Wenden Sie sich an das vom
Hersteller angegebene Service-Center.
5.
Biegen Sie die Manschette oder den Luftschlauch NICHT zu stark.
6.
Wenn das Gerät und die Manschette stark verschmutzt sind, wischen Sie die Teile mit einem mit
sterilisierendem Alkohol oder einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch ab. Wischen Sie
die Teile dann mit einem trockenen Tuch ab. Falls im Krankenhaus erforderlich, sollte die Manschette
zweimal pro Woche desinfiziert werden.
7.
Reinigen Sie das Blutdruckmessgerät NIEMALS mit Alkohol, Verdünner oder Benzol, da dies das Gerät
beschädigen könnte.
8.
Wischen Sie die Manschette mit einem feuchten Tuch ab, um sie zu reinigen. Vermeiden Sie starkes
Reiben, da dies zu Beschädigungen führen kann. Achten Sie auch darauf, dass kein Wasser in den
Luftschlauch gerät.

Warnung

2 Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

BEZEICHNUNG DER TEILE• Wenn Sie vorhaben, das Netzteil über einen längeren Zeitraum zu verwenden, nehmen Sie die Batterienheraus. Wenn die Batterien im Fach verbleiben, können Elektrolyte aus den Batterien austreten und eine
Störung des Blutdruckmessgerätes verursachen.
• Allerdings sollten sich zunächst Batterien im Gerät befinden, wenn Sie das Netzteil verwenden. Wennkeine Batterien im Gerät sind und das Netzteil von der Steckdose oder dem Gerät selbst getrennt wird,
gehen die Datums- und Uhrzeiteinstellungen verloren.
• Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose, damit Sie das Gerät in Notfällen schnell und sicher
ausschalten können.
• Wenn Sie das Netzteil abtrennen, ziehen Sie das Netzteil aus der Netzsteckdose und dann den Stecker
des Netzteils aus der Buchse am Blutdruckmessgerät.

Namen der Komponenten<Hauptgerätt><Manschette>

Anzeige*

Luftschlauch
Blaue Markierung
Manschettenhalterung  
TascheDas spezielle Netzteil (Modell: AC-230CZ) für das CH-456 ist optional.
Das Netzteil ist bei Händlern erhältlich, die digitale Blutdruckmessgeräte von CITIZEN führen.

Metallbügel
Anschluss für Luftschlauch
START/STOPPDie Einstellung der Uhrzeit ermöglicht die genaue Aufzeichnung der Messungen.

Das Gerät zeichnet sowohl das Datum und die Uhrzeit der Messung als auch die Messergebnisse auf.
Achten Sie darauf, die Uhr nach dem Einlegen der Batterien einzustellen. Stellen Sie zuerst das Datum unddann die Uhrzeit ein.
* Wenn Sie die Batterien zum ersten Mal einlegen, zeigt das Gerät den Bildschirm zum Einstellen derUhr an. Sie brauchen Schritt 1 nicht auszuführen. Fahren Sie mit Schritt 2 fort. Zum Ändern derEinstellungen der Uhr beginnen Sie mit Schritt 1.

SPEICHERN-Taste

Schalter zum Einstellen vonDatum und Uhrzeit
Einstellungsschalter<Display>

ZEITEINSTELLUNG-Schalter Stand-by

Luftschlauchanschluss

Batteriefach****1 Halten Sie den Schalter
Die Anzeige “Jahr” blinkt.
2 Drücken Sie den Schalter

Datumsanzeige Uhrzeitanzeige Batteriesymbol

Adjust, um das “Jahr” einzustellen.
Adjust, um die Zahl um eins zu erhöhen. (Das
Drücken Sie den Schalter
Jahr kann im Bereich von 2015-2044 eingestellt werden.)Date/Time Set, um die Einstellung zu bestätigen.
Drücken Sie den Schalte
Das “Jahr” ist eingestellt, und die “Monatsanzeige” blinkt.
* Sie können die Zahlen in der Anzeige schnell vorspulen, indem Sie den
Adjust gedrückt halten.
Schalter

Systolischer BlutdruckAnzeige

Indikator für die
BluthochdruckEinstufung

Veränderungen am Gerät sind nicht zulässig.

Diastolischer Blutdruck Anzeige
Unregelmäßiger Herzschlag(IHB)* Anzeige

Körperbewegung
Kennzahl*

Erklärung der Symbole

3 Drücken Sie den Schalter

Adjust, um den “Monat” einzustellen.
Drücken Sie den Schalter
Adjust, um die Zahl um eins zu erhöhen.
Drücken Sie den Schalter
Date/Time Set, um die Einstellung zu bestätigen.
Der “Monat” ist eingestellt und die Anzeige “Tag” blinkt.

4 Press thePuls Anzeige
Durchschnittlicher
Kennzahl Speichersymbol: Die CE-Kennzeichnung dient dem freien Warenverkehr in der Europäischen Union.

Adjust, um den “Tag” einzustellen.
Adjust, um die Zahl um eins zu erhöhen.
Drücken Sie den Schalter
Date/Time Set, um die Einstellung zu bestätigen.
Drücken Sie den Schalter
Der “Tag” ist eingestellt und die Anzeige “Stunde” blinkt.

: Anwendungsteil vom Typ BF (Die Manschette ist ein Anwendungsteil vom Typ BF.)
: Trocken halten: Warnhinweis: Lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung.
: Das Gerät entspricht der WEEE-Richtlinie

BATTERIEN EINLEGEN

Warnung

Das Gerät wurde in Übereinstimmung mit EN60601-1-2 auf EMV geprüftund zertifiziert. Dies garantiert jedoch in keiner Weise, dass das Gerät nicht
durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt wird. Vermeiden Sie die
Verwendung des Geräts in einer stark elektromagnetischen Umgebung.

5 Drücken Sie den Schalter(Legen Sie die mit dem Gerät gelieferten Batterien in das Batteriefach ein, bevor Sie das Blutdruckmessgerät
benutzen.)*: Hersteller

Wenn Sie die Batterien zum ersten Mal einlegen, zeigt das Gerät den Bildschirm zur Einstellung der Uhrzeit.
Führen Sie Schritt 2 und die nachfolgenden Schritte unter ZEITEINSTELLUNG aus, um die Uhr einzustellen.

Umweltschutz:

Bitte tragen Sie zum Umweltschutz bei, indem Sie bei der Entsorgung des Akkus und des Produkts am
Ende der Nutzungsdauer die nationalen und/oder lokalen Recyclingvorschriften einhalten.

WEEE-KENNZEICHNUNG

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, werfen Sie es nicht in den allgemeinen Hausmüll.
Führen Sie es dem separaten Sammelsystem für gebrauchte Elektronikprodukte zu, gemäß derGesetzgebung der WEEE-Richtlinie (Richtlinie 2012/19/EU), die innerhalb der Europäischen Union
gültig ist.

Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb derEuropäischen Union.

Wenn Sie verbrauchte Batterien entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder
Ihren Händler und fragen Sie nach der richtigen Entsorgungsmethode.

Hinweis zum Batteriesymbol.

Das Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. In diesem Fall erfüllt es
die in der Richtlinie für die betreffende Chemikalie festgelegten Anforderungen.

6

1 Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

Drücken Sie den Haken nach unten und ziehen Sie den Deckel zu sich hin, um das Fach zu öffnen.
4 “AA”-Batterien*

Wenn das Blutdruckmessgerät übereinen längeren Zeitraum nicht benutzt
wird, sollten die Batterien aus dem
Batteriefach entfernt werden.

Adjust, um das “Zeitformat” einzustellen.
Die Einstellung wechselt zwischen dem 12-Stunden-Format (12H) und dem
Adjust.
24-Stunden-Format (24H) bei jedem Drücken des Schalters
Date/Time Set, um die Einstellung (12H oder 24H)
Drücken Sie den Schalterzu bestätigen.
Wenn die Uhreinstellung abgeschlossen ist, werden das eingestellte Datum und die Uhrzeit kurz
angezeigt und dann schaltet sich die Anzeige aus.

Lasche(vorstehender
Teil)
Batterieabdeckung

Batteriefach

2 Legen Sie die Batterien in das Fach ein.

BLUTDRUCK MESSEN

Haken

Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Symboleund .
für die Plus- und Minuspole➊ Stecken Sie den Anschluss desLuftschlauchs in das Hauptgerät.

3 Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

Laschen(Vorsprünge)an denAussparungen.

Setzen Sie die Laschen des Deckels in die entsprechenden
Aussparungen des Batteriefachgehäuses ein und drücken
Sie den Haken, um den Deckel zu schließen.

• Stecken Sie den Luftschlauchstecker fest in den
Luftschlauchanschluss am Hauptgerät, wie in der Abbildung
dargestellt.

➋ ANLEGEN DER MANSCHETTE

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauc
1.
Wenn Sie an einer Herzerkrankung, Bluthochdruck oder einer anderen Kreislauferkrankung leiden,fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät benutzen.
2.
Das Aufpumpen auf einen höheren Druck kann zu Blutergüssen an der Stelle führen, an der die
Manschette angelegt ist. Wenn sich der Manschettendruck unnormal anfühlt oder Sie während derVerwendung der Manschette eine andere Unregelmäßigkeit feststellen, verringern Sie sofort den Druck,
indem Sie den “START/STOPP”-Schalter drücken, die Manschette abnehmen oder den Stecker desLuftschlauchs vom Überwachungsgerät abziehen, und wenden Sie sich dann an den Händler, bei dem
Sie das Gerät gekauft haben.
3.
Wenn Sie glauben, dass die Messung unnormal ist, oder wenn Sie sich bei der Messung unwohl
fühlen, brechen Sie den Gebrauch ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
4.
Bei Personen mit schwachem Puls oder Herzrhythmusstörungen ist die Blutdruckmessung unter
Umständen nicht möglich.
5.
Wiederholte Blutdruckmessungen und längeres zu starkes Aufpumpen können zu Problemen wie
Stauungen oder Schwellungen führen.
6.
Häufig wiederholte Blutdruckmessungen führen nicht zu genauen Ergebnissen. Lassen Sie zwischenden Messungen einen Abstand von etwa 1 Minute.
7.
Wenn Sie unter schweren Durchblutungsstörungen in den Armen leiden, fragen Sie Ihren Arzt, bevor
Sie das Gerät benutzen. Andernfalls könnte dies Ihre Gesundheit gefährden.
8.
Bei Personen mit unzureichender Durchblutung des Oberarms oder mit häufigen Herzrhythmusstörungenist eine Messung unter Umständen nicht möglich. Fragen Sie Ihren Arzt, ob Sie das Messgerät
verwenden dürfen.
9.
Legen Sie die Manschette NIEMALS um einen verletzten Arm.
10. Legen Sie die Manschette NIEMALS um einen Arm, an dem ein Tropf (intravenöse Infusion) angelegt
ist oder der im Rahmen einer medizinischen Behandlung für eine Bluttransfusion verwendet wird.
Andernfalls kann es zu Verletzungen oder schweren Unfällen kommen.
11. Teilen Sie die Manschette nicht mit einer anderen infektiösen Person, um eine Kreuzinfektion zu
vermeiden.
12. Wenn Sie Zweifel über das Anlegen der Manschette am Arm auf der Seite einer Mastektomie haben,fragen Sie Ihren Arzt.

Das Blutdruckmessgerät entspricht den Vorschriften EN60601-1, EN1060-1, EN1060-3, EN1060-4.

Kalibrierung:Es wird empfohlen, das Blutdruckmessgerät alle zwei Jahre überprüfen zu lassen, um die korrekte
Funktion und Messgenauigkeit sicherzustellen. Bitte wenden Sie sich an einen Händler.

Name :
Addresse :FabrikName :
Addresse :CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.
6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi, Tokyo 188-8511, Japan
CITIZEN SYSTEMS (JIANGMEN) CO., LTD.
Building 6, No. 399 Jinxing Road, Jianghai District, Jiangmen, Guangdong, 529040,
China.

Vertretung in Europa:
Name :
Addresse :EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands• Für technische Daten wenden Sie sich bitte an unsere europäische
Vertretung

Hergestellt in China

BATTERIEN HERAUSNEHMEN• Wenn das Symbol
angezeigt wird oder nichts auf dem Display erscheint, ersetzen Sie die alten
Batterien durch vier neue. Wechseln Sie alle vier Batterien auf einmal.
: Die verbleibende Kapazität der Batterien ist unzureichend.
• Stellen Sie die Uhr nach dem Batteriewechsel neu ein.
• Die im Speicher gespeicherten Daten werden durch den Batteriewechsel nicht gelöscht.
• Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
• Verwenden Sie keine Alkali- (LR6) und Manganbatterien (R6P) zusammen.
• Die mitgelieferten Batterien dienen nur zu Demonstrationszwecken. Die Lebensdauer der Batterien kannkürzer sein als angegeben.
• Halten Sie sich bei der Entsorgung verbrauchter Batterien an die behördlichen Vorschriften oder
Umweltbehörden, die in Ihrem Land gelten.

NETZTEIL VERWENDEN (OPTION)
Mit dem optionalen Netzteil (Modell: AC-230CZ) für das CITIZEN Blutdruckmessgerät (CH-456) messen Sie
Ihren Blutdruck, ohne sich um die verbleibende Batterieladung kümmern zu müssen.

Warnung

Das CH-456 und das Netzteil AC-230CZ sollten in Innenräumen an einem
trockenen Ort verwendet werden.

1 Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse am Blutdruckmessgerät.
Netzstromversorgung
Steckdose
Netzadapterstecker

Netzadapter
Steckdose des Netzteils

Anschluss für Luftschlauch Luftschlauchanschluss

Bevor Sie die Blutdruckmanschette anlegen, vergewissern Sie sich,dass Sie die richtige Manschettengröße gewählt haben:
Manschette (Modell: SCN-003) für Armumfang: 22-32 cm[OPTION]
Manschette (Modell: SCL-005) für Armumfang: 32-42 cm

Europäische Referenznorm:

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI GEBRAUCH UND PFLEGE

Adjust, um die “Stunde” einzustellen.
Adjust, um die Zahl um eins zu erhöhen.
Drücken Sie den Schalter
Date/Time Set, um die Einstellung zu bestätigen.
Drücken Sie den Schalter
Die “Stunde” ist eingestellt und die Anzeige “Minuten” blinkt.
Drücken Sie den Schalter
Adjust, um die “Minuten” einzustellen.
Adjust, um die Zahl um eins zu erhöhen.
Drücken Sie den Schalter
Date/Time Set mit dem Zeitsignal, um die
Drücken Sie den Schalter
Einstellung zu bestätigen.
Die “Minuten” werden eingestellt und “12” (12-Stunden-Format) blinkt.

7 Drücken Sie den Schalter

Art und Häufigkeit der Pflege:

Dieses Produkt ist für den Einsatz über einen längeren Zeitraum konzipiert; es wird jedoch allgemein
empfohlen, es alle zwei Jahre zu überprüfen, um die ordnungsgemäße Funktion und Messgenauigkeit
sicherzustellen.

Date/Time Set etwa zwei Sekunden lang gedrückt.

* Stellen Sie sicher, dass sich inunmittelbarer Nähe des Netzteils
keine Hindernisse befinden, so
dass das Netzteil sofort aus der
Steckdose gezogen werden
kann.

1
2
3

Entrollen Sie die Manschette und fädeln Sie das Endeso durch den Metallbügel, dass die Seite mit dem
Klettverschluss außen liegt.
Legen Sie die Manschette so um Ihren Arm,dass sich die blaue Markierung auf der Seite
Ihrer Handfläche befindet.

Legen Sie de Manschette am nackten Arm oder überdünner Kleidung an.

*

Falls Sie ein Oberteil aus dickem Stoff tragen, ziehen Sie
es bitte aus.

5

Blaue
Markierung

Stellen Sie die Position der Manschette so ein,dass die blaue Markierung in der Mitte Ihres
Arms ist. Der untere Rand der Manschettesoll 1-2 cm (Manschette) bzw. 2-3 cm (große
Manschette) über Ihrem Ellenbogen liegen.

*4

Metal hoop

Blaue Markierung
1-2 cm für Manschette
2-3 cm für große
Manschette

Ziehen Sie das Ende der Manschette so nach außen, dassdie Manschette eng am Arm anliegt. Befestigen Sie dann das
Ende mit dem Klettverschluss.
Legen Sie Ihren Arm auf einen Tisch oder ähnlichem ab, sodass die Mitte der Manschette auf Höhe Ihres Herzens liegt.

* Legen Sie die Manschette vorsichtig am Arm
an und achten Sie dabei auf die richtige Enge.
Die Manschette ist richtig angelegt, wenn ein
Finger noch leicht zwischen Manschette und
Arm passt.

6 Entspannen Sie Ihren Arm und öffnen Sie Ihre Hand leicht, wobei die Handfläche nach oben zeigt.
➌ Legen Sie die Manschette in Höhe des Herzens an.
➍ Drücken Sie den Schalter “ START/STOPP”.
• Alle angezeigten Ziffern sind eine Anfangsanzeige, die anzeigt, dass der Monitor normal funktioniert.
• Die Manschette wird automatisch mit Druck befülltt.
* Wenn das Gerät feststellt, dass der Druck nicht ausreicht, wird der Druck automatisch wieder erhöht.

AUFRUFEN DER GESPEICHERTEN DATENTASTE ZUM ANZEIGEN DER SYMBOLE

90 Messergebnisse können im Speicher abgelegt werden.
Der Durchschnittswert wird automatisch berechnet, um Ihnen bei der Überwachung Ihrer  alltäglichen
Gesundheit zu helfen.

1

ANZEIGEMARKIERUNG

Drücken Sie den
Speicher-Schalter einmal.
* Beispiel für die Anzeige, wenn der
Speicher-Schaltergedrückt wird

*  wird angezeigt, wenn ein Impuls erkannt wird.
* W enn Sie die Messung beenden möchten, drücken Sie den Schalte “Manschette wird entlüftet und die Messung wird beendet.

Der Druck liegt bei 281 mmHg
oder höher.

oder

START/STOPP”. Die

Wenn der Druckwert 280 mmHg übersteigt, wenn sich der Druck ungewöhnlich anfühlt oder wenn
Sie den Messvorgang abbrechen wollen, drücken Sie den “ START/STOPP”-Schalter erneut. Die
Manschette wird entlüftet, und das Gerät schaltet sich aus.

2

Erneutes Drücken der Taste
Speicher zeigt vorherige Messdaten an.
J edes Mal, wenn Sie die Taste drücken, werden die Messdaten in der Reihenfolge der neuesten bisältesten Daten angezeigt.
* Sie können die angezeigten Datennummern vorspulen, indem Sie die
Speicher-Taste gedrückt halten.

➎ Die Messergebnisse werden angezeigt.
• Nach Abschluss der Messung wird
die Manschette entlüftet und die
Messergebnisse (systolische/diastolische
Blutdruckwerte, Puls) werden angezeigt.
* Sofern die Messergebnisse keine Fehler
enthalten, werden sie automatischgespeichert.

Indikator für die
Bluthochdruck-Einstufung➏ Beendigung der Messung.
• Drücken Sie den Schalter “ START/STOPP”, um das Überwachungsgerät auszuschalten.
• Wenn Sie nach der Blutdruckmessung den Schalte “ START/STOPP” drücken, wird das Gerät
ausgeschaltet. Wenn Sie den Schalter jedoch nicht drücken, schaltet die Auto-OFF-Funktion desÜberwachungsgeräts das Gerät nach 3 Minuten automatisch aus.
[Manuelle Druckbefüllung]• Wenn zu erwarten ist, dass Ihr systolischer Blutdruck 200 mmHg übersteigt, verwenden Sie die manuelle
Druckbefüllung bei der Messung.

• Halten Sie den Schalter “ START/STOPP” gedrückt, bis der Druckwert erreicht ist, bei dem Sie
die Druckbefüllung beenden möchten (etwa 40 mmHg höher als der systolische Blutdruck). Sie
können die Druckbefüllung durch das Gerät beenden, indem Sie den Schalter loslassen, wenn
der oben genannte Wert erreicht ist.
Die obere Druckgrenze liegt bei 280 mmHg

* Beispiel für die Anzeige, wenn die Taste

Speicher gedrückt ist.

• Die im Speicher abgelegten Werte werden in der Reihenfolge der Messungen nummeriert. Wenn zum
Beispiel 90 Datensätze im Speicher gespeichert sind, steht die Datennummer 1 für die neuesten Daten.
Datennummer: 1, 2, 3, ...
... 89, 90ÇÇDie neuesten Daten
Die vorherigen Daten

DATEN LÖSCHEN

1Halten Sie die Taste “ START/STOPP” länger als 3 Sekunden gedrückt und drücken Sie
gleichzeitig die Taste
Speicher.
Alle im Speicher gespeicherten Daten werden gelöscht.
Drücken und 3
Sekunden lang halten

Wenn während der Messung ein unregelmäßiger Herzschlag festgestellt wird, wird nach
Abschluss der Messung die Anzeige für unregelmäßigen Herzschlag (IHB) angezeigt, nachdem
die Messung abgeschlossen ist.
Ein unregelmäßiger Herzschlag ist definiert als ein Herzschlag, der um ±25% von den mittleren
5 Herzschlagintervallen während der Blutdruckmessung abweicht.

Wenn die Anzeige Unregelmäßiger Herzschlag (IHB) häufig erscheint, sollten Sieeinen Arzt aufsuchen, um Ihren Gesundheitszustand zu klären.

Anzeige für die Einstufung von Bluthochdruck
Der gemessene Blutdruckwert wird gemäß den WHO-Standards angezeigt.
SYSTOLISCH (mmHg)

Sufe 2 Bluthochdruck (mäßig)160
Stufe 1 Bluthochdruck (leicht)
130

ErhöhtNormal

120
Optimal
80

85

90

100

Gelöscht

HINWEISE ZUM “BLUTDRUCK”
Was ist Blutdruck?
(Systolisch)(Diastolisch)
Das Herz ist eine Pumpe, die das Blut im
Arterie
Arterieganzen Körper zirkulieren lässt. Das Blut wird
LinkerLinkerVorhofvom Herzen mit einem konstanten Druck in die
Vorhof
Arterien gepumpt. Dieser Druck wird alsarterieller Blutdruck bezeichnet und stellt im
Linke
Der NormalzustandLinke
Herzkammer
Herzkammer Die Arterienwand
allgemeinen Ihren Blutdruck dar. Der Blutdruck
der Arterienwand wird
wiederhergestellt.
dehnt sich aus.
wird durch mehrere Arten von Druck
Ausdehnung
Zusammenziehen
abgebildet. Dazu gehören der systolische
Druck, der entsteht, wenn das Herz das Blut
aus dem Herzen pumpt, und der diastolische Druck, der entsteht, wenn das Blut zum Herzen zurückkehrt.

110

DIASTOLISCH (mmHg)

Blutdruckwert (mmHg)

180

140

Ihr Blutdruck variiert je nach Körperhaltung, Tageszeit und einer Reihe anderer Faktoren. Idealerweise
messen Sie Ihren Blutdruck jeden Tag in derselben Körperhaltung und zur selben Zeit.

n Messung im Sitzen etzen Sie sich bequem hin, stellen Sie Ihre Füße flach auf den Boden und schlagenS
Sie die Beine nicht übereinander.
➀
Legen Sie Ihren Arm mit ausgestrecktem Unterarm auf einen Tisch odereine ähnliche Unterlage.
➁
Es ist wichtig, dass sich die Manschette auf Höhe des Herzens befindet.
➂
Legen Sie Ihre Hand leicht geöffnet auf den Tisch, so dass Ihre
Handfläche nach oben zeigt und Ihre Finger entspannt sind.
➃
Bewegen Sie Ihren Körper nicht und sprechen Sie nicht, während der
Messung.

Entspannen Sie sich, um Druck auf die
Manschette zu vermeiden.

n Sie können den rechten Arm zum Messen des Blutdrucks verwenden.
Der Blutdruckwert kann um bis zu 10 mmHg abweichen, wenn er am rechten Arm statt am linken Arm
gemessen wird (oder umgekehrt). Messen Sie Ihren Blutdruck jeden Tag am gleichen Arm.

40

Schlafen
2

3

4

5

6

7

8

Diastolischen
Blutdruck
9 10 11HÄUFIGE FRAGEN ZUM BLUTDRUCKFAn Messung im Liegen*

60

Tageszeit

F
A

F
A

Überprüfungen

Display zeigt nichts Prüfen Sie, ob die Batterien leer sind.
an, wenn Sie den
Schalter “ START/ Prüfen Sie, ob die Batterien richtig herum
STOPP” drücken.
eingesetzt sind ( undrichtig ausgerichtet).
Keine MessungenPrüfen Sie, ob das Messsymbol
angezeigt wird.
möglich.
Prüfen Sie, ob die Manschette richtig angelegt ist.

Warum unterscheidet sich der Blutdruck, der zu Hause gemessen wird, von dem, der beimArzt oder im Krankenhaus gemessen wird?
Ihr Blutdruck kann aufgrund von Bewegung, der Umgebungstemperatur oder Ihrer psychischen
Verfassung schwanken. Wenn Sie Ihren Blutdruck von einem Arzt oder einer Krankenschwester
messen lassen, kann der Druckwert aufgrund von Angst und/oder Stress um 10 bis 20 mmHg
höher sein als gewöhnlich. Wenn Sie wissen, was Ihren Blutdruck beeinflusst, können Sie Ihre
Gesundheit besser überwachen.
Warum verändert sich der ermittelte Blutdruck je nach Messung?
Unser Blutdruck wird über eine automatische Nervenfunktion eingestellt. Der Blutdruck ändert
sich mit jedem Herzschlag. Wir denken zwar, dass unser Blutdruck konstant ist, aber erunterliegt Veränderungen während Ihrer wiederholten Messungen. Der Blutdruck ist abhängig
von der Tageszeit, z. B. morgens und nachmittags, von der Jahreszeit und der Lufttemperatur.
Außerdem wird der Blutdruck leicht durch mentalen Stress oder emotionale Höhen und Tiefen
beeinflusst. Er steigt an, wenn man sich angespannt fühlt, und sinkt, wenn man entspannt ist.
Welchen Vorteil hat es, meinen Blutdruck zu Hause zu messen?
Blutdruckmessungen zu Hause liefern zuverlässige Daten, da sie in einem stabilen undentspannten Zustand durchgeführt werden können. Ärzte messen der Blutdruckmessung zu
Hause große Bedeutung bei. Sie sollten Ihren Blutdruck jeden Tag zur gleichen Zeit messen und
die Schwankungen Ihres Blutdrucks aufzeichnen.
Wenden Sie sich immer an Ihren Arzt, um Ihre Blutdruckmesswerte zu interpretieren und die richtige
Behandlung festzulegen.

Abhilfemaßnahme
Ersetzen Sie alle Batterien
durch neue.
Legen Sie die Batterien in derrichtigen Richtung ein.
Legen Sie die Manschette
richtig an.

Haben Sie sich während der Messung ruhig
verhalten?

Messen Sie Ihren Blutdruckerneut und achten Sie darauf,
dass Sie sich nicht bewegen.
Beachten Sie, dass die Blutdruckmessung bei Personen mit extrem schwachem Puls
oder Herzrhythmusstörungen (unregelmäßiger Puls) unter Umständen nicht möglich ist.
Ihre Blutdruckwerte sind im Vergleich zu den im Krankenhaus
Siehe Seite HAUFIGE
gemessenen Werten ungewöhnlich hoch oder niedrig.
FRAGEN ZUM BLUTDRUCK.
Andere Erscheinungen
Nehmen Sie die Batterien aus
dem Gerät und ersetzen Siesie durch neue.
* Wenn Sie dieses Produkt entsorgen wollen, dürfen Sie es nicht in den allgemeinen Hausmüll werfen. Es gibt
ein separates Sammelsystem für gebrauchte Elektronikprodukte in Übereinstimmung der Gesetzgebung.

TECHNISCHE DATEN
Modellnummer:
Messsystem:
Messort:Manschette:
Manschettenumfangsbereich:
Druck
Messbereich:
Puls
Druck
Genauigkeit:
Puls
Druck
Puls

LCD Displays:
SymboleSchalter:Aufpumpen:
Entlüften:
Nennspannung:Abpumpen:
Stromversorgung:AlkaliManganAutomatische Abschaltfunktion:
Maße des Hauptgerätes:Manschettengröße:

Batterielaufzeit:

Gewicht:
Temperatur
Luftfeuchigkeit
Temperatur
Lagerbedingungen:
Luftfeuchigkeit
Schutz gegen elektrischen Schlag:
Schutzart
Schutzdeklaration
Speicher:
Lebensdauer:
Lebensdauer der Manschette:
Betriebsbedingungen:80

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1

TIPPS FÜR GENAUE MESSUNGEN*

Es wird eine
Meldung angezeigt,
dass alle Daten aus
dem Speicher
gelöscht wurden.

Ihr Blutdruck ändert sich ständig.
Ihr Blutdruck ändert sich je nach Alter, Geschlecht und einer Reihe anderer Faktoren. Er hängt von Ihrem
Biorhythmus während des Tages, Ihrer Körperhaltung, körperlichen und geistigen Aktivitäten, Ihrem
Stressniveau und sogar von der Lufttemperatur ab. Der Blutdruck eines gesunden Menschen schwankt imallgemeinen innerhalb eines Tages.
[Beispiel für Blutdruckschwankungen innerhalb eines Tage]
Systolischen
Systolischer Blutdruck (Blutdruckwerte)
Blutdruck160
gemessen in fünfminütigen Abständen
140
während des Tages)120● Bevan AT, Honour AJ, Stott FH. Clin Sci
100
1969;36:329–44.

Bluthochdruck Stufe 3 (schwer)

Legen Sie die Manschette wieder richtig an.
Atmen Sie tief durch, um sich zu entspannen,
und messen Sie erneut.
“TIPPS FUR GENAUE MESSUNGEN”
Wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie
das Gerät gekauft haben, oder an Ihr lokales
Servicezentrum.
“BEVOR SIE REPARATUREN ODERPRUFUNGEN VERANLASSEN”

BEVOR SIE REPARATUREN ODER PRÜFUNGEN VERANLASSEN
Problem

Die Datenzahl wird vor
den Messergebnissenangezeigt.

• Wenn der Körperbewegungsindikator angezeigt wird, messen Sie Ihren Blutdruck nochmals.

Vorsicht

Sinkt der Druck nicht automatisch während
der die Messung mit dem Schalter “ START/STOPP” ein ain. Wiederholen Sie die Messung.
Tauschen Sie die Batterien aus.
“BATTERIEN HERAUSNEHMEN”

Bevor Sie Ihr Blutdruckmessgerät zur Prüfung oder Reparatur einsenden, überprüfen Sie bitte Folgendes.

Der Indikator für Körperbewegungen wird auf der Anzeige der Messergebnisse angezeigt
Display angezeigt, wenn Sie Ihre Hand oder Ihren Arm während der Messung bewegen unddadurch eine erhebliche Druckänderung festgestellt wird.

• Die Messung ist möglicherweise nicht korrekt, wenn Ihr Herzschlag während der
Messung stark schwankt. Wenn die Anzeige Unregelmäßiger Herzschlag (IHB) angezeigt
wird, messen Sie den Blutdruck erneut.

Erscheint, wenn die Batterienleer sind.
Erscheint, wenn die Pulsfrequenz
außerhalb des Messbereichs liegt(unter 39 Schläge/min. oder über181 Schläge/min.)
Das Gerät funktioniert nicht richtig.

* Wenn der vorherige Benutzer einen hohen Druck eingestellt hatte, wird dieser hohe Druck
automatisch für die aktuelle Messung verwendet.
*

ABHILFEMASSNAHME
Legen Sie die Manschette richtig an undmessen Sie erneut.
“ANLEGEN DER MANSCHETTE”

Tritt auf, wenn die Manschette
nicht richtig angelegt ist und derPuls nicht gemessen werden kann.
Erscheint, wenn der Druck
300mmHg oder höher ist.

Speicherschalter

der den Durchschnittswert anzeigt, erscheint unten auf dem Display. Dann wird derDurchschnittswert, der auf den letzten drei Messungen basiert, angezeigt.
und der Durchschnittswert erscheinen nicht, wenn zwei oder weniger Messungen im Speicher im* (
Speicher gespeichert sind).

ZUSTAND/URSACHE
Tritt auf, wenn die Manschette zu
locker angebracht ist.

Zubehör:Optionales Zubehör:

CH-456
Oszillometrisches Verfahren
Oberarm
Weichmanschette
22.0 – 32.0 cm
0 bis 280 mmHg
40 bis 180 Puls/Min±3 mmHg±5% der Ablesung
3 Ziffern
3 Ziffern
:
:
:
:
:

Mess-Symbol
Batterie-Symbol
Anzeige für unregelmäßigen Herzschlag (IHB)
Anzeige der Körperbewegung
Speicher-Symbol: Durchschnittsanzeige: Indikator für die Klassifizierung von Bluthochdruck
4 ( , , START/STOPP, SPEICHER)
Automatisches Aufpumpen durch interne Pumpe
Automatisches Schnellentlüftungssystem
3W (: Gleichstrom)
6V DC  Electromagnetisches Entlüftungsventil
4 AA Batterien (R6P, LR6)
Circa. 500 mal(170 mmHg, einmal/täglich, 23°C,
Manschette verwenden)
Circa. 150 mal
Circa. 3 Min. (nach Aktivierung)
105 (B) X 166 (H) X 122 (T) mm
Circa. 144 x 492 mm
Gerät: cirica. 390g ohne Batterien
Manschette: circa. 130g
10°C – 40°C
15% bis 85% RH-20°C – 60°C
10% bis 95%RH
Internes Netzgerät
Anwendungsteil Typ BF
Dauerbetrieb
90 Ablesungen, durchschnittlich 3 Ablesungen
5 JahreCirca. 2000 mal
Das Set enthält eine Manschette, 4 AA-Batterien (R6P) für das Gerät undeine Gebrauchsanweisung.
Große Manschette 32,0 – 42,0 cm, Netzteil* Das verwendete Teil für dieses Gerät ist die Manschette.
* Ein Luftdruckbereich von 700 hPa bis 1060 hPa* Die Gesamtsystemgenauigkeit dieses Geräts entspricht den Anforderungen von Punkt 7.9 der EN1 060-3.
EN1060-3 : Nichtinvasive Blutdruckmessgeräte - Teil 3 (Europäische Norm)

https://csj.citizen.co.jp