取扱説明書
プロ用
このたびは、マックス鉛 直・地 墨 点 専 ⽤レー ザをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

警告●使用前に必ず取扱説明書を読む。
●レーザ光を直接見たり、レーザ射出口をのぞきこまない。
●光学機器でレーザ光を直接見ない。
●レーザ光を人体に当てない。
●異常を感じたら絶対に使用しない。
●本機を絶対に分解・改造しない。
●この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
●本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

マックス
鉛直・地墨点専用レーザ

LA-P011

目次

各部の名称…………………………………………………………………………………… 1
安全作業のために… ………………………………………………………………… 2〜4仕様及び付属品… ………………………………………………………………………… 5
ご使用になる前に……………………………………………………………………… 6〜8単3アルカリ乾電池、単3ニッケル⽔素充電池（別売品）で使⽤する場合…………………… 6ACアダプタ（別売品）で使⽤する場合 … ………………………………………………… 7
電源のON・OFF（入れ方・切り方）について… …………………………………………… 8使用方法………………………………………………………………………………… 9〜10⾃動補正機能（⾃⼰垂直機能）……………………………………………………………… 9精度確認… ……………………………………………………………………………… 10故障かなと思ったら……………………………………………………………………… 11
保証、アフターサービスについて……………………………………………………… 12
保証について… ………………………………………………………………………… 12
アフターサービスについて… …………………………………………………………… 12
全国販売拠点、サービス拠点一覧… …………………………………………………裏表紙

各部の名称

円型気泡管

電源LED
レーザ射出口《鉛直点》

カバーガラス
電池フタレーザ射出口《地墨点》

電源スイッチ底面

ジャックキャップ
（ACアダプタ差込口）

電池フタつまみ

1/4インチねじ穴（マグネット台用・三脚用）

5/8インチねじ穴（三脚用）

各部の名称

1

安全作業のために■表示の意味について
ご使用上の注意事項は、、、 ご注意に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。
誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。
なお、   に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
ご注意

製品、付属品の取り扱い及びメンテナンスなどに関する重要なご注意。

■安全上のご注意
本機はレーザ光を射出します。レーザ安全基準（JIS C6802:2014）のクラス2Mに準拠していますが以下の内容に注意してご使用ください。

警告•

使⽤しない場合は、必ず電源スイッチをOFFにする。
レーザ光を直接見たり、レーザ射出口をのぞきこまない。 眼を傷める恐れがあります。
光学器具で直接レーザ光を見ない。 望遠鏡やルーペなどでレーザ光を直接見ると危険です。
レーザ光路は眼の高さを避ける。
レーザ光路に立ち入らない。
レーザ光路に反射物を置かない。
レーザ光を他の人に向けない。
幼児や子供の手の届く場所には保管しない。
異常を感じたら絶対に使用しない。
本機を絶対に分解・改造しない。 本機を分解・改造すると故障、感電の原因となります。
※レーザ光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。
障害が疑われる場合は速やかに医師の診断を受けてください。
※本機は、レーザ光を使⽤し、レーザ光を上下（鉛直点・地墨点）2⽅向に照射することを⽤途としたものです。この⽬的以外に使⽤しないでください。

2

安全作業のために

安全作業のために注意
使用前使用後には、必ず精度確認をする。
使用前使用後に必ず精度確認を行ってください。精度確認を怠ると、故障による誤測定の原因になります。詳しくは、P10『精度確認』をご覧ください。
故障したまま、本機を使用しない。
故障したらすぐに使用を中止し、お買い求めの販売店を通じてマックスエンジニアリングサービス㈱へお申し付けください。詳しくは、P11『故障かなと思ったら』をご覧ください。
倒したり、落としたり、ゆらしたりしない。
本機に強いショックをあたえないでください。また、故意にゆらしたり、振動をあたえないでください。精度不良や故障の原因になります。過度な振動、衝撃が加わった場合には精度確認の点検を行ってください。精度不良になっている場合はお買い求めの販売店を通じてマックスエンジニアリングサービス㈱へ修理・点検をお申しつけください。
水などに濡らさない。
電気部品がショートして故障の原因となります。
※本機はいかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けないJIS保護等級の4に適合していますが、噴流水や長時間の浸漬・水没に対する保護等級ではありません。
本機を移動させる場合は、電源スイッチをOFFにする。
電源スイッチをOFFにすると同時に、本体内部がロックされます。
運搬する場合はソフトバッグに入れる。また、横倒ししない。
ソフトバッグ収納時も強いショックや振動をあたえないでください。車で移動の場合は、助手席のシートの上に置き、動かないよう固定してください。また、送る場合は輸送用外箱に入れてお送りください。
次のような場所には放置しない。
• 直射日光があたるところや暖房器具の近くなど高温になるところ（－10～40℃の範囲でご使用ください）• ダッシュボード、トランク、荷台や直射日光下で窓を閉め切った車内• 磁気を帯びたところ• ホコリの多いところ• 振動の多いところ• 濡れたところや湿気の多いところ使用しない場合は乾電池を取り出す。
乾電池から液が漏れ出して、故障の原因になります。
使用者への安全教育についてレーザ光の性質、危険性などについて十分理解した上で、使用する。

安全作業のために

3

安全作業のために■管理上のご注意
結露について寒いとき、暖房をつけた直後など、本機内部に露（水滴）がつき、作動しないことがあります。そのまま数時間放置すると正常に作動します。何時間たっても作動しない
場合は、お買い求めの販売店を通じてマックスエンジニアリングサービス㈱へお申し付けください。
お手入れについて• レーザ射出口のカバーガラスが汚れると、ライン光が暗くなります。また、レーザ光が拡散したりし、精度不良の原因となります。カバーガラスが汚れている場合は、市販のレンズクリーナで拭き取ってください。
• 本体の汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。シンナ等の溶剤では絶対に拭かないでください。その際、カバーガラスを強く押さない様に気をつけてください。
保管について• 必ずソフトバッグに入れて保管してください。
また、本機をソフトバッグに収納する

時は、本体脚、ベース部円型気泡管、微調整ダイヤルなどをケース内の形状と位置合わせし、固定した状態で収納してください。
• 高温、多湿、振動、埃の多いところを避けて保管してください。
• 長期間使わない場合は電池をはずしてください。

4

安全作業のために

仕様及び付属品
商品

名マックス 鉛直・地墨点専⽤レーザ号

LA-P011⼨法（W）52×（D）123×（H））94 mm

質量0.5kg

商

品

記

度

−10〜40℃（結露のないこと）

源

可視光半導体レーザ波⻑波⻑ 635nm

出⼒

2mW〈クラス2〉

性IP54相当

源

単3アルカリ乾電池3本、単3ニッケル⽔素充電池3本、またはAC100V（専⽤ACアダプタ）

動投防作
射塵

温光・光

防滴

電連 続 使 ⽤ 時 間

* 1

約20時間

電池

残量表⽰

電源LEDアカ点灯、電池残量がほぼなくなると⾚点滅 *2

⾃動

補正範

囲±3°

指⽰

精度

鉛直点・地墨点：±1.0mm/5m

制動⽅式

マグネットダンパー⽅式（ジンバル式）

使⽤

離10m

品

取扱説明書、単3アルカリ乾電池3本、ソフトバッグ（キャリングベルト付）

付

距属*1 連続使用時間は使用状況・環境により変化することがあります。
*2 電
 池残量が少なくなると電源LEDがミドリ点灯からアカ点灯に変わり、電池切れの直前になると電源LEDがアカ点滅になります。電源LEDがアカ点灯に変わったら早めに電池を交換してください。

仕様及び付属品

5

ご使用になる前に単3アルカリ乾電池、単3ニッケル⽔素充電池（別売品）で使⽤する場合注意

OFFON⨋種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。

電源スイッチ

⨋電池交換の際は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。

①電源スイッチがOFFになっていることを		確認してください。

電池フタ
LOCK

OPEN

電池フタ
つまみ②電池フタつまみを左回し（反時計回り）に		回し、電池フタを開けます。
③新しい単3アルカリ乾電池3本または		単3ニッケル⽔素充電池（別売品）3本を		電池ボックスフタの極性表⽰（+）（−）に		合わせ正しく⼊れてください。
※必ず新品の電池をご使用ください。

④パッキン部に異物が無い事を確認して、		電池フタ凸部を電池ボックス切欠部に合わせます。そして、電池フタを本体にセットし、		電池フタつまみを右回し（時計回り）で		回して固定してください。

切欠部（内側）
パッキン部
凸部
電池フタ

電池フタつまみ〈充電器（別売品）について〉警告●この充電器はマックス墨出器用ニッケル水素充電池以外には使用しない。
●指定電圧以外の電源は使用しない。
●電池の＋、－を逆にして充電しない。
●分解、改造しない。

6

ご使用になる前に〈充電器のLED表示〉
ア カ：充電中
ミドリ：充電完了※充電時間は約 7 時間です。

ACアダプタ（別売品）で使用する場合警告●マックス指定のACアダプタ以外は使用しない。
本機が故障したり、火災の原因になります。
●ACアダプタを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。
●表示された電源電圧（AC100V）以外の電圧で使用しない。
本機が故障したり、火災の原因になります。
●ACアダプタを使用するときは、必ず電源をOFFにしてから使用する。

①本機電池フタ左側のジャックキャップ（ACアダプタ差込口）を開け、ACアダプタのジャックをしっかりと差し込みます。
②ACアダプタのプラグをコンセント（AC100V）に差し込みます。
③使用後はACアダプタのジャックを取り外し、ジャックキャップをしっかりとはめ込んでください。

コンセント（AC100V）
ジャックキャップ

ジャック

ご使用になる前に

7

ご使用になる前に（つづき）
電源のON・OFF（入れ方・切り方）について注意⨋レーザ光を直接⾒たり、レーザ射出⼝をのぞきこまない。

電源ON：	本機正⾯にある電源スイッチを右回転すると、電源がONになり、上下（鉛直点・地墨点）のレーザ光が照射されます。					〈本機天面の操作パネル電源LED：ミドリ点灯〉
電源OFF：	本機正⾯にある電源スイッチを左回転すると、電源がOFFになり、上下（鉛直点・地墨点）のレーザ光が消灯します。
〈本機天面の操作パネル電源LED：消灯〉

注意⨋使⽤しない時、本機を移動させる時は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。
⨋電源スイッチをOFFにするときは「カチッ」と⾳がするまで左回転させてください。
⨋電源スイッチは、途中で⽌めないでOFF側にいっぱいまで回してください。
電源スイッチをOFFにすると本体内部がロックされ精度不良になりにくくなります。

OFFON

電源スイッチ

操作パネル
電源LED
電源ON ：LEDミドリ点灯
電源OFF：LED消灯

電池交換時期表⽰機能
電池残量が少なくなると電源LEDがミドリ点灯からアカ点灯に変わります。電池切れの直前になると電源LEDがアカ点滅になります。電源LEDがアカ点灯に変わったら早めに電池を交換してください。

8

ご使用になる前に

使用方法
警告●本機は、レーザ光を使⽤し、レーザ光を上下（鉛直点・地墨点）２⽅向に照射することを⽤途としたものです。
この⽬的以外に使用しない。

注意⨋使用前、使用後には、『 精度確認』（P10）を参照し、必ず精度の確認を行ってください。

①本機を床に置きます。
本機を床に置き、円型気泡管の気泡が円印の中⼼にあることを確認してください。
②電源スイッチをONにします。
本機正⾯にある電源スイッチを右回転し、電源ONにしてください。
③電源をＯＮにすると、上下（鉛直点・地墨点）のレーザ光が照射されます。
補正がしっかり⾏われている限り、上下（鉛直点・地墨点）のレーザ光は垂直に照射されます。
（Ｐ10 精度確認参照）※本機は、⾃動補正範囲外の斜めの場所に置かれている場合、レーザ光は点滅します。
この場合は、円型気泡管の気泡が円印の中⼼に⼊る平らな場所に設置し直してください。
（Ｐ9 ⾃動補正機能参照）（水準器LED点滅）※自動補正範囲外（点滅状態）が10秒以上続くとレーザ光は消灯します。
レーザ光消灯後、自動補正範囲内（±3°）に戻すと再度レーザ光は点灯します。

⾃動補正機能（⾃⼰垂直機能）
本機は、レーザ光が３°以内の傾きの範囲内であれば垂直になる⾃動補正機能を備えて		レーザ光います。
レーザ光が３°以上傾いている場合は、⾃動補正機能は働かずレーザ光は点滅します。		
この場合は、平らな場所に設置し直して		ご使⽤ください。
※自動補正範囲外（点滅状態）が10秒以上続		くとレーザ光は消灯します。
（水準器LED点滅）
レーザ光消灯後、自動補正範囲内（±3°）に戻すと再度レーザ光は点灯します。

＞3°

使用方法

9使用方法（つづき）
精度確認

注意⨋使⽤前、使⽤後には必ず精度確認を⾏ってください。
精度確認により、故障による誤作動を防ぎます。
精度不良になっている場合はお買い求めの販売店を通じてマックスエンジニアリング		サービス㈱へ修理・点検をお申しつけください。
⨋使⽤時、精度確認時は、本機の円型気泡管の気泡が円印の中⼼にくる場所に置いてください。

レーザの垂直の精度の確認は、確実に垂直な空間（5mの⾼さが理想）で1⼈が床に本機を確実に垂直な空間での補正置き、もう⼀⼈が天井に照らされた		ドット（印し）の近くにいれば正確に⾏なうことが出来ます。
（右図参照）①床にマーク（印し）をつけます。

③↑天井に印をつける。

②本機を床に置き、床のマーク（印し）にレーザ（光）の中⼼点を合わせます。
③本機を安定させ、天井のレーザ（光）の		中⼼点にマーク（印し）をつけます。

①印をつけレーザを合わせる。

④本機を180度回転させ、床のマーク（印し）にレーザ（光）の中⼼点をあわせます。

②中心線を合わせる。

④180°回転して印に合わせる。

⑤同様に天井に照らされたレーザ（光）の		中⼼点と、③で印をつけた点の差が2mm以内なら正常2mm以内であれば正常です。

③で天井につけた印

10

使用方法

故障かなと思ったら故障かな?
修理をご依頼される前に、次のことを確認してください。
状況確認内容レーザ光が照射されない・電池は消耗していないか

レーザ光が暗い・カバーガラスは汚れていないか ・電池は消耗していないか

衝撃を与えた場合・電池の入れ方は正しいか

・AC アダプタ（別売品）が確実にAC100V電源に差し込まれているか精度確認をご覧ください。 （P10参照）

上記の方法で、解決できない場合は故障です。下記『故障したときは』をご覧ください。

故障したときは修理をご依頼される前に、上記の『故障かな?』を見て故障かどうかを確認してください。
●『故障かな? 』の⽅法で解決出来ない場合は「保証書兼盗難・⽕災保険被保険者証」のコピーを添えて修理をご依頼ください。なお、「保証書兼盗難・⽕災保険被保険者証」のコピーが添付されていない場合は、保証期間内でも有料となる事があります。
●本機と「保証書兼盗難・⽕災保険被保険者証」をケースに⼊れ、運送⽤外箱に⼊れお買い求めの販売店を通じてマックスエンジニアリングサービス㈱へ点検・修理にお出しください。

故障かなと思ったら

11保証、アフターサービスについて保証について●本機には保証書（梱包箱に添付）がついています。
●所定事項の記⼊および記載内容をお確かめのうえ、⼤切に保管してください。
●本機の基本保証期間はお買い上げ⽇より1 年間です。
●当商品は精密電⼦部品を使⽤しています。外部からの強い衝撃により精度不良となる恐れがあります。お取扱及び保管には⼗分に注意してください。尚、お客様が本取扱説明書に記載された警告及び注意に従わないことに起因して、損害が発⽣した場合には、当社はその責任を負いません。ご了承ください。

アフターサービスについて●本機の修理、精度が悪いときなどは使⽤を中⽌して、お買い求めの販売店を通じてマックスエンジニアリングサービス㈱にご相談ください。
●保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
●保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合に、ご要望により有償修理させていただきます。

12

保証、アフターサービスについて

0120 -228-358●マックスお客様ご相談ダイヤル『ナンバーディスプレイ』を利用しています。

●販売拠点等
本社
札
幌
支
店
仙台
支店
盛岡
営
業
所
東京
支店
多摩
営
業
所
東 関 東 営 業 所
千葉
営
業
所
群
馬営
業
所
長野
営
業
所
新潟
営
業
所
名
古屋
支店
静岡
営
業
所
大阪
支店
神
戸
営
業
所
京
滋
営
業
所
広島
支店
福岡
支店
南 九 州 営 業 所
沖縄
営業所
東 日 本 受 注 セ ン タ ー
西 日 本 受 注 セ ン タ ー
埼 玉 マ ッ ク ス ㈱横 浜 マ ッ ク ス ㈱金 沢 マ ッ ク ス ㈱岡 山 マ ッ ク ス ㈱四 国 マ ッ ク ス ㈱四 国 マックス㈱ 松 山 駐 在 所〒103-8502〒060-0041〒984-0002〒020-0824〒103-8502〒190-0022〒300-0811〒284-0001〒370-0031〒399-0033〒955-0081〒462-0819〒420-0067〒553-0004〒650-0017〒612-8414〒733-0035〒812-0006〒891-0115〒901-2127〒370-0031〒553-0004〒331-0823〒241-0822〒921-8061〒700-0971〒761-8056〒790-0036●マックスエンジニアリングサービス㈱札 幌サービスステーション 〒060-0041
仙 台サービスステーション 〒984-0002
新 潟サービスステーション 〒955-0081
高 崎サービスステーション 〒370-0031
埼 玉サービスステーション 〒331-0823
名古屋サービスステーション 〒462-0819
京 滋サービスステーション 〒612-8414
大 阪サービスステーション 〒553-0004
広 島サービスステーション 〒733-0035
福 岡サービスステーション 〒812-0006

東京都中央区日本橋箱崎町6-6
TEL（03）3669-8121
北海道札幌市中央区大通東6-12-8
TEL（011）261-7141
宮城県仙台市若林区卸町東2-1-29
TEL（022）236-4121
岩手県盛岡市東安庭2-10-3
TEL（019）621-3541
東京都中央区日本橋箱崎町6-6
TEL（03）3669-8101
東京都立川市錦町5-17-19
TEL（042）528-3051
茨城県土浦市上高津915-1
TEL（029）835-7322
千葉県四街道市大日1870-1
TEL（043）422-7400
群馬県高崎市上大類町412
TEL（027）353-7075
長野県松本市笹賀8155
TEL（0263）26-4377
新潟県三条市東裏館2-14-28
TEL（0256）34-2112
愛知県名古屋市北区平安2-4-87
TEL（052）918-8619
静岡県静岡市葵区幸町29-1
TEL（054）205-3535
大阪府大阪市福島区玉川1-3-18
TEL（06）6444-2031
兵庫県神戸市中央区楠町6-2-4 ハーバースカイビル1F TEL（078）367-1580
京都府京都市伏見区竹田段川原町195
TEL（075）645-5061
広島県広島市西区南観音7-11-24
TEL（082）291-6331
福岡県福岡市博多区上牟田1丁目5-1
TEL（092）411-5416
鹿児島県鹿児島市東開町3-24
TEL（099）269-5347
沖縄県浦添市屋富祖1-5-11
TEL（098）875-3577
群馬県高崎市上大類町412
TEL（0120）166-199
大阪府大阪市福島区玉川1-3-18
TEL（0120）113-850
埼玉県さいたま市北区日進町3-421
TEL（048）651-5341
神奈川県横浜市旭区さちが丘7-6
TEL（045）364-5661
石川県金沢市森戸2-15
TEL（076）240-1871
岡山県岡山市北区野田3-23-28
TEL（086）246-9516
香川県高松市上天神町761-3
TEL（087）866-5599
愛媛県松山市小栗6-1-22第1白石ビル1F
TEL（089）913-1893
北海道札幌市中央区大通東6-12-8
宮城県仙台市若林区卸町東2-1-29
新潟県三条市東裏館2-14-28
群馬県高崎市上大類町412
埼玉県さいたま市北区日進町3-421
愛知県名古屋市北区平安2-4-87
京都府京都市伏見区竹田段川原町195
大阪府大阪市福島区玉川1-3-18
広島県広島市西区南観音7-11-24
福岡県福岡市博多区上牟田1丁目5-1

TEL（011）231-6487
TEL（022）237-0778
TEL（0256）35-7252
TEL（027）350-7820
TEL（048）667-6448
TEL（052）918-8624
TEL（075）645-5062TEL（06）6446-0815
TEL（082）291-5670
TEL（092）451-6430●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。
4101015170110-00/00

便利メモ
お名前
お買い上げ日
販売店名

商品名
年月日

LA-P011

製造番号☎