Next Generation Washer System

Q-Washer®

Milli-Q® IQ

50 L Tank

Washer

The life science businessof Merck operates as
MilliporeSigma in the
U.S. and Canada.

vol.5

What's Q-Washer®？
きれいな純水でリンスポイント

簡便なイオン交換ボンベ（SDI）では、有機物の溶出や微粒子の増加が認められます。特に微生物はイオン交換樹脂内に吸着し、ボンベ内で有機物を糧として加速度的に増殖します。Q-Washer® の供給
水は高水質純水なので安心してご利用いただけます。

水道水

有機物微粒子微生物

Q-Washer® ラインナップ（超純水・純水装置）
超純水・純水使用量目安（L/ 日：最大）

RiOS Essential
24< 200 L

高水質純水を供給したい
超純水も使いたい

遠隔・定量採水したい

水生生物飼育水にも使いたい●

漏水対策仕様架台を使いたい●

機器バリデーションしたい※

超純水製造装置 接続時

Multi Application,

One Milli-Q®

洗浄コストや手間を削減

再生型 SDI と異なり、再生不要の連続イオン交換（EDI）機構が安定した水質を維持します。通常 2 〜 3 年で交換となる他社 EDI とは異なりロングライフ EDI として長期に交換が不要です。洗浄コストを削減し、かつ SDI 交換の煩わしさからも解放されます。
洗浄コスト

Q-Washer®なら不純物の少ない高水質の純水でリンスできます

無機イオン

SDI

ポイント

交換回数

7回

-40%

SDI

弊社装置

SDI

Milli-Q® IQ
7003/05/10/15

Milli-Q® CLX 7000 Milli-Q® HX 7000
40/80/120/150
40/80/120/150

条件：2 回 / 日の洗浄、1 洗浄工程：純水リンス× 2 回、イオン交換ボンベ（樹脂量 10 L）/Milli-Q® IQ，230 日稼動

Elix® Essential UVMilli-Q® IX
3/5/107003/05/10/15

1回弊社装置< 90 L< 150 L< 150 L< 1,200 L< 5,000 L

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

生態毒性応答試験にも Q-Washer®

生物応答性を利用した試験「全排水毒性試験（Whole Effluent Toxicity：WET）」は、アメリカを発祥として他国では既に運用がされており、日本でも排水試験の追加試験法として導入が検討されています。バイオアッセイの要となる水生生物の飼育水をイワキが、洗浄機を久保田商事が、洗浄機供給用水としての純水と試薬調製や分析用水としての Milli-Q® 水（超純水）をメルクが提供します。

●※

●※

●

設置イメージ

超純水・純水製造装置：Milli-Q® IQ 7010  100T
洗浄機：PG8583CD（純水：落差供給）● 架台：Leakless Tower Stand Ⅱ●●

超純水・純水製造装置：Milli-Q® IQ 7005  50T洗浄機：PG8583（純水：ポンプ送水）● 架台：K1 リークレス架台● 架台：PG8583 用 ステンレス製架台（1 段仕様）●●

純水製造装置：Milli-Q® IX 7005  50T洗浄機：PG8583CD（純水：落差供給）● 架台：Leakless Tower Stand Ⅰ● 架台：PG8583CD 用 ステンレス製架台（1 段仕様）●●

純水製造装置：Milli-Q® IX 7015  100T
洗浄機：PG8583CD（純水：ポンプ送水）● 架台：K2 リークレス架台● 架台：PG8583CD 用 ステンレス製架台（1 段仕様）●●

超純水・純水製造装置：Milli-Q® IQ 7000 + Milli-Q® CLX 7120  140T
洗浄機：PG8583（純水：ポンプ送水）● 架台：J8 架台● 架台：PG8583 用 ステンレス製架台（1 段仕様）
● 参考：ピペット洗浄機
●
●

供給会社

架台名称

モデル

リークレスタワー
スタンドⅡ

リークレス架台
メルク

Ⅰ1024 760 1589

K1480 750 1006

K2K4J1架台

J2J3J4J8

久保田商事

ステンレス製架台 PG8583（1 段仕様）PG8583CD※ 床から架台の上天板までの距離

架台サイズ（mm）
W
DH※

1087 800 1893
910 760 1006
860 560 1006
480 765 993
860 765 993
860 560 993
860 575 993
453 645 853
620 650 450
920 720 450

純水製造装置：Elix® Essential UV 10  UB100T
洗浄機：PG8583（純水：落差供給）● 架台：Leakless Tower Stand Ⅰ● 架台：PG8583 用 ステンレス製架台（1 段仕様）●●超純水・純水製造装置：IQX-10 UV  60T洗浄機：PG8583（純水：落差供給）● 架台：K4 リークレス架台● 架台：PG8583 用 ステンレス製架台（1 段仕様）●●

超純水・純水製造装置：Milli-Q® IQ 7010  50T（ビルドイン仕様）
洗浄機：PG8583（純水：ポンプ送水）● 流し台：モジュール流し台「Evier（エヴィエ）：ASONE」● 参考：製氷機「FM-120K：HOSHIZAKI」●●

タンク（実容量 L）

タンク サイズ（mm）

対象装置（現行品）

対応可能 架台
LTS Ⅰ LTS Ⅱ K 架台 J 架台〇〇※ 1×〇

W400 × D415 ×
角筒 100 L タンク
（100）
H1118
W400 × D415 × Milli-Q® IQ/IX 7000
角筒 50 L タンク（50）
H708
シリーズ
W400 × D415 ×
角筒 25 L タンク（25）H503
100 L アンダーベンチ W595 × D420 ×タンク（90）H640
30 L アンダーベンチΦ 380 × 545
タンク（25）※ 2Elix® Essential（UV）
円筒 100 L タンク（82） Φ 380 × 1380 RiOS Essential
Milli-Q® Direct
円筒 60 L タンク（51） Φ 380 × 970
円筒 30 L タンク（25）90 L タンク（90）140 L タンク（140）Φ 380 × 730

装置本体一体型※ 1：タンク - 架台 専用固定冶具が必要（別売）※ 2：洗浄機供給用には使用不可

Milli-Q® CLX 7000シリーズ（K2 限定）（J2 限定）〇〇〇〇× （K4〇限定）（J3 限定）〇××〇〇××〇××××××〇〇×〇※ 1〇※ 1×〇〇（J2 限定）〇〇〇××〇××

大は小を兼ねる！

角型 100 L タンクのススメ

洗浄量が増えるかもしれないといった先の見通しが立てにくい場合にお勧めなタンクです。

満水レベルを調整できるので、最初は 50 L 満水設定、使用量が増えてきた時点で 95 L 満水に設定変更
といったことが可能です※。また、高さが低く、かつ接地面積が広いので転倒防止の観点からも安心です。
Milli-Q® IQ / IX 7000 シリーズには接続できません。

タイプ
Ⅰ※ 1仕様● W1024 × D760 × H1599 mm● 漏水対策（ドレンチューブ付）

カタログ番号● Milli-Q® IQ● 耐荷重：140 kg● Milli-Q® IX● 転倒防止用固定冶具（付属）図面● RiOS Essential

736

1000

ZRJKSTDQW● Elix® Essential● 中棚1024● W1087 × D800 × H1893 mm

518

1072760518300● 漏水対策（ドレンチューブ付）

800

Ⅱ※ 2対応機種

1589

リークレスタワースタンド Ⅰ・Ⅱ● 耐荷重：140 kg

996● Milli-Q® IQ● 転倒防止用固定冶具（付属）ZRJKSTDQ2● Milli-Q® IX● 棚（ハーフシェルフ）● 採水スペース付き

722＊

純水製造能力が 5 L/hr の装置 + 角型 100 L タンクの組み合わせでご利用、かつ満水レベル設定が 55 L を超えての設定値でご利用いただく場合は、弊社メンテナンスサポートサービス「Milli-SAT® サポートプラス®」への新規、継続加入は出来ませんのでご留意ください。

1893

※

1001
10721087※ 1 Milli-Q® IQ / IX 専用タンク（50 L）を置く場合、中棚は転倒防止の観点から使用不可。中棚天板を上天板（ドレン穴付き）に換えて使用※ 2 リークレスタワースタンドⅡは 25/50/100 L タンクを使用可能

洗浄機接続キット

洗浄機に接続する為に必要な接続パーツキット洗浄機接続タンク

カタログ番号
HIFL0TKPE● 円筒タンク（ホワイト）  30 L/60 L/100 LZLXLJPCQW● Milli-Q® IQ /IX 専用角筒タンク 25 L/50 L/100 L● 円筒タンク（グレー）  30 L/60 L/100 LZLXLJPCQW● アンダーベンチ仕様 100 L タンク※ アンダーベンチ仕様 30 L タンクへの洗浄機接続：不可

洗浄機接続調整費

超純水・純水装置、リークレスタワースタンド購入時の作業費、組み直しの再設置作業費に加算
作業区分

カタログ番号TAALMC00J（× 2）

平日作業

TAALMC01J（× 2）

休日作業※ 洗浄機に関わる調整やスタッフ派遣が必要な場合は久保田商事株式会社にお問い合わせください

ユーティリティー超純水・純水装置
供給水圧

RiOS Essential
24Elix® Essential UV
3/5/100.1 ～ 0.3 MPa

供給口

排水洗浄機

供給水圧供給口
電源

電気容量
排水Milli-Q® IQ7003/05/10/15

1/2" バルブ止めメスネジ

100 - 230 V 50/60 Hz（100 V 3P コンセント 1 つ）

電源
電気容量

Milli-Q® IX
7003/05/10/15

1.5 A

3.0 A

排水管接続（Φ 15 A 以上）or シンク直接排水PG8583

6.0 A

0.05 ～ 0.5 MPa

Milli-Q® CLX 7000
40/80/120/150
0.2 ～ 0.6 MPa

11.0 A（最大）排水管接続（Φ 40 A 以上）
PG8583CD

3/4"（20 A）バルブ止めメスネジ（2 口：市水・温水）
単相 200 V/ 三相 200 V
30 A/20 A

排水管接続（Φ20 A 以上）× 1 口Milli-Q® HX 7000
40/80/120/150
0.2 - 0.4 MPa

100-230 V 50/60 Hz（100 V 3P コンセント5 つ）
24.0 A（最大）排水管接続（Φ 25 A 以上）

「Q-Washer®」は洗浄機とメルクの超純水、純水装置を組み合わせた洗浄機システムです。当製品はメルクと久保田商事株式会社とのコラボレーション企画です。

ポイント

漏水対策・省スペース化を実現

バリデーションにも対応

ポイント

リークレスタワースタンドに付属するドレンチューブを排水配管に挿入しておくことで、漏水に伴う二次被害を回避することができます。また、省スペース化、新たな作業スペースの確保を実現すると共に転倒防止にも配慮した設計です。

洗浄バリデーションにおいて分析機器（TOC、HPLC、LCMS 等）が製造設備への残留物の定量分析に用いられます。試薬調製を行うための容器由来のコンタミネーションを低減する為には洗浄機の使用が欠かせません。

Elix
100 L タンクElix

60 L タンク!!!

!!!

Q-Washer® ラインナップ（ミーレ洗浄機）※
リンス用純水使用量（/ 回）

洗浄温度を管理したい

洗浄後に温風乾燥したい

導電率をモニタリングしたい

PG8583

PG8583CD

18.5 L ～18.5 L ～

●

●
●
●

●

機器バリデーションしたい
洗浄バリデーションしたい●●※ 設定されるプログラムにより純水使用量は異なります（参考：P.6）

OnePoint

供給純水量の試算

一日に何回洗浄機を運転させるか？また 1 工程中に純水リンスを何回プログラムするか？によって純水使用量を算出します。

Milli-Q® 水を使用される場合や純水利用でも別のアプリ
ケーションにも水の利用が考えられる場合、洗浄機供給水量に加算する必要があります。

試算 I（洗浄機純水使用量×純水利用回数）× 洗浄回数 / 日 ＝ 必要量

試算 II

洗浄機供給用純水以外で使う超純水・純水の量 / 日 ＝ 必要量＋）＋= 超純水・純水使用量 / 日||

洗浄 1 工程に必要な純水量

Q-Washer® が選ばれる理由
洗浄コストを削減

理由● 手洗いコストの削減● 洗浄水の消費抑制● 洗浄時間短縮による「働き方改革」促進● 排水導電率で洗浄度自動判別

1 洗浄（≒ 1 時間）当りのコスト

Q-Washer®
洗浄機＋ SDI

※3

¥200

※2手洗い

※1300 L

¥190

200 L

労災対策に最適※4100 mL メスフラスコを洗浄した場合の使用量（久保田商事検証データ）※3

PG8583（洗浄機）/ Elix® Essential 5L（純水製造装置）  

※5

PG8583（洗浄機）/SDI：イオン交換ボンベ（樹脂量：20kg）

NormalIntensive
Anorganica
Organica
Injector Plus

供給水

消費水量 54.5 L
供給水

消費水量 37.5 L
供給水

消費水量 55.5 L
供給水

◑

29L

◑

9L

消費水量72 L

31本洗浄● / 75℃

◑12 L

21●

中間すすぎ

2●

3■

10 L

9L

8L

10 L

9L

9L

10 L

9L

9L

9L

10 L

9L

9L

9L10 L

12 L

8L

9L

12 L

10.5 L12 L◑ / 70℃●● / 80℃●◑ / 50℃● /75℃● / 65℃● /85℃

10 L

供給水
供給水

温風乾燥時に使用する冷却水の消費量は含まず

予備すすぎ

消費水量 56.5 L
消費水量 58.5 L

洗浄仕上がりが均一● 洗い残しによるコンタミネーション低減

水道・洗剤代は含まず、時給：800 円計算  

Universal

PG8583/PG8583CD※5● 均一洗浄＆クリア

※1

163 L

手洗い※4

理由

● 業務負荷の軽減

洗浄プログラム※

節水360 L0L

● ケガ、感染事故リスクを抑制

※2

約80％

100 L

¥800

■ 純水 ■ 洗浄機 ■ 手洗い

理由

水の消費量 [L]

400 L

半額！

¥190
¥400

節水でエコ理由10 L● / 75℃
13.5 L●●●○：冷水 ●：温水 ：冷水と温水を混合供給 ■：すすぎ水（純水、RO 水など）
個別プログラムで供給水の種類変更ができます。温水設備、すすぎ水設備がなくても洗浄機は使用できます。
※未掲載の洗浄プログラム設定（Pipettes や Plastics など）もありますので、詳細は久保田商事株式会社 HP をご確認ください。

■■
■
●
●

49L

最終すすぎ

1

■ / 75℃2

9.5 L■ / 70℃
9.5 L■■ / 75℃■■ / 70℃■■ / 75℃■■ / 75℃

9.5 L
9.5 L
9.5 L
12 L

本紙記載の製品構成は諸般の事情により予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。記載価格に消費税は含まれておりません。本文中のすべてのブランド名または製品名は特記なき場合、Merck KGaA の登録商標もしくは商標です。
洗浄機（PG8583/PG8583CD）は Miele の製品名、商標です。本紙記載の内容は 2021 年 12 月時点の情報です。©2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

ライフサイエンス ラボウォーター事業部〒 153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F
製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.jp/LW
On-Line: www.merckmillipore.jp/jpts
Tel: 03-4531-3939  Fax: 03-5434-4875
LWM145C-2112-2K-H

久保田商事株式会社〒113-0033 東京都文京区本郷 3-29-9

洗浄機のことなら >> www.kubotacorp.co.jp
お問い合わせ >> E-mail: sales@kubotacorp.co.jp
Tel: 03-3815-1331 Fax: 03-3814-2574