ポケットサイズ アンテナアナライザー（TETE-1901 ハムフェア 2019 仕様）
仕様）
取扱説明書

2019/06
2019/06/09

7L4WVU１．はじめに本装置は、私、7L4WVU が趣味の範囲で設計製作したポケットサイズのアンテナアナライザー
で、アマチュアの皆様に頒布するものです（販売製品ではありません）
プリント基板サイズは、５ｘ５ｃｍと小型ですが、マイコン、PLL、ヘテロダイン式の DSP 受
信レベル検出回路を搭載、リターンロスを精度よく表示できるように工夫しています。

また、外部に検出ループを作って接続することでディップメーターとしても使用でき、1kHz ス
テップで周波数が設定可能なため簡易信号発生器としてもご利用頂けます。

＜ご使用にあたっての使用にあたっての注意事項
にあたっての注意事項＞
注意事項＞

●本装置は
本装置は、自作品のため自作品のためケースのためケースにケースに加工の加工の時の傷、穴、ズレ等ズレ等がある他がある他、測定値につきまし
測定値につきましても、ても、ある程度ある程度の程度の誤差があります
誤差があります。
があります。神経質な神経質な方はご購入はご購入されないようお購入されないようお願されないようお願いします。
いします。
●USB 充電コネクタ
充電コネクタはコネクタは手持ちのもので手持ちのもので使用ちのもので使用できることを使用できることを確認できることを確認していますが確認していますが、していますが、サイズがサイズが異なる
ときは、ときは、小型の小型の充電プラグ
充電プラグのごプラグのご準備のご準備、準備、あるいはごあるいはご自分で自分で穴加工をお穴加工をお願をお願いします。
いします。

●組み立て済みのため、みのため、回路図、回路図、プログラムはプログラムは公開されません
公開されません。
されません。

●万一の万一の取扱や取扱や保管中での保管中での事故での事故や事故や損失が損失が生じた場合じた場合でも場合でも、でも、当方は当方は一切責任を一切責任を負いません。
いません。

●仕様、仕様、機能は機能は、本書記載のとおりです
本書記載のとおりです。のとおりです。

●故障の故障の際の修理対応はありません
修理対応はありません。
はありません。

●本書の本書の最後の最後の設計上の設計上の留意事項もあわせてご留意事項もあわせてご覧もあわせてご覧ください２．概要
● アンテナアナライザー
系統は下図（左）のようになります。
発振器、５０オームのリターンロスブリッジ（回路はトロイダルコア活用百科のリターンロスブリッジと同じです）とスーパーヘテロダイン受信部から構成されるリターンロス計です。
市販汎用品のアナライザはダイオードで検波する方式ですが、本機はリターンロス分の信号をIF 帯に周波数変換して DSP でレベルをｄB で表示するものです。

信号発振器は、SI5351 PLL を用いています。この PLL は高い周波数まで発振可能ですが、高調波レベルが高く、そのまま信号源に使って従来のダイオード検波を行うと大きな誤差を生じる問題がありました。
本装置は、反射レベル検出に受信機と同じ構成で周波数選択性を持たすことで目的周波数のレベルのみ精度よく表示できると考えて問題点を解決しています。
装置の構成としては、複雑になりコストアップとなりますが、チップ部品と DSP を使ったコンパクトな装置として設計開発しました。

＜HP8754A+8502A ネットワークアナライザー+反射
ネットワークアナライザー 反射テストセット
反射テストセットとテストセットと本機の本機の比較＞
比較＞

写真のようにプロ用測定器で計測したものに近いデーターが得られます● ディップメーター

リターンロス測定部に検出コイル（本セットに含まれませんので自作してみてください）を接続することで、ディップメーターとして使用することができます。同調コイルの共振周波数が既知のコンデンサ容量との計算で求められます。

３．仕様
・信号発生、受信周波数：
・周波数精度：

1～100MHz
1kHz 以内・信号発生レベル：約 0dm、周波数 SPAN を 100 等分したステップ毎に周波数を発生・受信方式：スーパーヘテロダイン方式、中間周波数 10.7MHz（セラミックフィルター内蔵）

・周波数切替ステップ：10MHｚ（最初のみ）→1MHｚ→100kHz→10kHz→1kHz→1MHzにもどる
・表示 SPAN：100MHz→ 50MHz→
100kHz→

10MHz→0kHz（（レベル測定用レベル測定用）測定用）

5MHz→ 1MHz→500kHz→→ CF により最大により最大ＳＰＡＮ
最大ＳＰＡＮにＳＰＡＮに戻る。

・ リターンロス表示レベル：0～-30dB（ブリッジ出力のトランスの特性により 5 メガ以下、60メガ以上は少し精度が悪くなります。気になる場合は、トランスを変更して改良してみてください）・入出力コネクタ：SMA
・消費電流：100mA 以下（新品時はバッテリーフル充電で４時間程度）
・充電池：リチウムポリマー電池

500mAH。バッテリー電圧表示付

・充電表示（充電中：赤、充電完了：青色 LED 点灯）

・マイコン

arduino nano 3.3V / 8MHz

・PLL：Si5351

clock

２５または２７MHｚ

・受信信号確認 LED・各のスイープ時間：約 15 秒（下端の周波数からＳＰＡＮ上限まで、１００ポイント測定表示

した後で 2 秒停止後に画面クリア。以後その繰り返し）

・表示部：OLED ディスプレイ（128x64 ドット）、イエローとブルーの 2 色表示
・外部からスマホ用の５V 充電器＋マイクロ USB インタフェースを使用して充電する（本セットには外部充電器、マイクロ USB インタフェースケーブルは付属しておりません）

・ 重量

９０ｇ

４．外観、外観、各操作部
各部の名称と機能です
アンテナ測定端子
SMA●押しボタンＳＷ：周波数 STEP 切替

10MH ｚ （ 最 初 の み ） → 1MH ｚ →OLED 液晶

14dB の横線=VSWR1.5

100kHz→10kHz→１kHｚ→1MHz にもどる
●エンコーダー→ＣＦ周波数設定

電源スイッチ

信 号 受 信LED

USB 充電端子● ＳＰＡＮ切替
５Ｖ

100MHz → 50MHz →10MHz→5MHz → 1MHz→

500kHz →100kHz→ 0kHz（（レベル測定用レベル測定用）測定用）→

CF により最大により最大ＳＰＡ
最大ＳＰＡ

Ｎに戻る。

５．操作方法●電源投入時は、１－１００ＭＨｚのフルスパンとなっています。すなわち、ＣＦ（センター周波数）５０ＭＨｚ、ＳＰＡＮ１００ＭＨｚ。このとき、周波数ダイアルをまわしてもＣＦは変化しません（例えばＣＦが４９ＭＨｚとかになるとマイナス側が０ＭＨｚ以下でＰＬＬレンジ外となるためです）●ＣＦを目的周波数に合わせるには、まずＳＰＡＮを狭くします。例えばＣＦを７ＭＨｚにしたい場合、ＳＰＡＮは上下限で PLL レンジを超えないように１０ＭＨｚ以下にする必要があります。（ＣＦが３．５ＭＨｚの場合は、ＳＰＡＮを１ＭＨｚ以下に設定します）●下のように２１ＭＨｚに合わせるには、①ＳＰＡＮを１０ＭＨｚにする。②ダイアルを回して（初期ＳＴＥＰは１０ＭＨｚ）なので、３０ＭＨｚか２０ＭＨｚに合わせる。③ダイアルをＰＵＳＨしてＳＴＥＰを１ＭＨｚに変更して２１ＭＨｚにする。④さらにＳＴＥＰ変更でＣＦは１ｋＨｚ単位で合わせることができます。
●エンコーダー→ＣＦ周波数設定●押しボタンＳＷ：→周波数 STEP 切替

リターンロス
リチウムポリマｄＢ
14dB の 横 線

ー電池の電圧=VSWR1.5

ﾘﾀｰﾝﾛｽ最大＝周波数。ＣＦを０とVSWR 最小

して、SPAN を＋－
100 ポイント分割●特定の周波数で、リターンロスを連続で見たい場合（例えば、ある周波数でアンテナチューナーを調整して最小点を探りたいときなど）は、ＳＰＡＮスイッチを何度か押してＳＰＡＮを０ｋＨｚとしてください。このとき、表示は下のようにＣＦでのリターンロスはバーグラフとなり、あわせてリターンロス（ｄＢ）を読み取ることができます

ﾘﾀｰﾝﾛｽｄＢ直読モード
ＳＰＡＮ
０ｋＨｚ

ﾘﾀｰﾝﾛｽ
バーグラフ
表示

６．リターンロスとリターンロスと VSWR 換算表

リター
ンロス

56

8

10

1214

1618202530

3.570

3.010

2.323

1.925

1.671

1.499

1.377

1.288

1.222

1.119

1.065

[dB]

VSWR

７．関連動画● 本装置の動作
https://youtu.be/UClGX3IwPlA?list=PLIzI-Rxy46h-p1TVCClnU7jkXq2PvMyY3●ディップメーターhttps://youtu.be/YCM8CrPQO2Q?list=PLIzI-Rxy46h-p1TVCClnU7jkXq2PvMyY3８．時間と時間と電圧の電圧の関係（関係（参考）参考）→３．７Ｖ以上でご以上でご使用でご使用ください
使用くださいAntenna analyzer
4.1
4
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1

43.87
3.78
3.71
3.58
3.47
3.41

12345678910８．設計仕様からの設計仕様からの留意事項
からの留意事項
現状の設計仕様からの留意点は以下のとおりです。

①本機は、電圧と半導体のばらつきによるレベル誤差があります。ある程度ソフトウェアで校正しておりますが、測定器のような精度はありません。

②温度特性については、考慮していません。室内常温で動作を数か月確認しておりますが極端な低温度、高温度には動作は不明です。

③USB 充電にこだわったため電池が３．７Ｖとなり、低電圧でのミキサー動作となりました（電圧が仕様以下となっています）。したがって、電圧低下に伴い受信レベルが数ｄＢ低下し誤差を生じます。（許容範囲と思っています。共振点等の誤差は生じません）④未解決や気が付かないバグがあります。周波数の下限付近でダイアルを早く動かすと PLL が範囲外になる可能性があります。その時は電源再投入をしてご使用ください。

⑤ブリッジ出力のトランスの特性により低い周波数と高い周波数は精度が悪くなります。気になる場合は、トランスを変更して改良してみてください⑥受信部の IF が１０．７ＭＨｚのため、付近の周波数で誤差が生じます（ほぼ気になりませんが）⑦小型基板でアクリルケースのため電圧給電アンテナなどはうまく表示されない場合があります。
その際、コネクタアースを取ることで解決することもあります。

⑧設計仕様は、随時変更となります。ソフトウェアのＵｐｄａｔｅ対応は、アイボールの機会等で時間があれば対応を予定しています。