医 療 従 事 者 を 放 射 線 か ら 守 る 、放 射 線 遮 蔽 用 ガ ラ ス

くもり（ ヤケ）＊が発 生しない
カバーガラス付き放 射 線 遮 蔽 用ガラス
L Xプレミアム

LXプレミアムは水ぶきOK〈LXプレミアム〉は、JIST61331-2に適合した放射線遮蔽用鉛ガラスLX-57Bとカバーガラスを合わせた、LX-57B

優れた放射線遮蔽性を持つ高機能ガラスです。

中間膜〈LXプレミアム〉のガラス表面は薬品の飛散や＊水拭きなどによるくもり（ヤケ） が発生しません。

カバーガラスまた合わせガラスなので衝撃安全性にも優れています。
ガラスならではの透明度とタフさを備えた次世代型「放射線遮蔽用ガラス」です。

ガラス部断面図

使用目的
放射線診断施設などにおいて、医療従事者の放射線被曝を軽減します。

用途

1 滅菌消毒が必要な撮影室の観察窓。
2 血管撮影室等の薬品が飛散しやすい観察窓。

＊水拭きなどにより鉛ガラスの表面にくもり（ヤケ）が発生した状態。

3 人が頻繁に出入りする扉の窓。

特長

高い透明度

メンテナンスフリー

鉛ガラスをカバーガラスで保護しているため、薬品などによるガラス表＊
面のくもり（やけ）の心配がまったくありません。

ガラス表面はカバーガラスのため水拭きやガラスクリーナー、洗剤などでのクリーニングが可能です。

衝撃に強い

大型化

衝撃安全性に優れ、ガラスが割れても飛散を防止する多層構造です。
（JIS R 3205「合わせガラス」で規定するⅡ−1類の衝撃性能に適合します）

LXプレミアムの最大寸法は、1,200×2,600㎜（1.1㎜Pbの最大寸法は400×600㎜）。X線テレビ室・CT室・アンギオグラフィ室の監視・観察窓に大型サイズのLXプレミアムを使うことにより、視野が広がり、操作性の向上に大きく寄与します。

〈ＬＸプレミアム〉は、JIST61331-2に適合した、放射線遮蔽用鉛ガラス＜LX-57B＞を使用しています。その特長は以下の通りです。
優れた 遮 蔽 性 能
鉛含有率が高いガラスのため、他の透明な遮蔽材と比較して薄くても高い遮蔽性能があります。たとえば9㎜厚のLX-57Bは、2㎜厚の鉛板と同等の遮蔽性能（鉛当量：2.0㎜Pb）があります。

高い可 視 光 透 過 率
高品質の原料でつくられているLX-57Bは、ガラスの両面が研磨されています。可視光透過率は一般の窓板ガラスとほぼ同じで、監視・観察窓に最適です。

＜LX-57B＞は、ローラーによる連続製板によって、高品質で大きなサイズのガラスがつくられ、両面を研磨することでクリアな視界を確保しています。必要に応じた遮蔽性能のガラスを様々な大きさで使用いただけます。
ローラーの連続製板によって生産される大型サイズのLX-57B（最大1,200×2,600㎜）

表紙写真：国立循環器病研究センター〔カテーテル診察室〕

1

LXプレミアムの規格と特性〈LXプレミアム〉は、優れた放射線遮蔽性能と高い可視光透過率をもつ鉛ガラスです。
厳密な製品規格と品質管理のもとに製造されています。

厚さと鉛当量外観品位

LXプレミアムの製品厚さは、X線では減衰能力が、γ線では実効線量透過率が等しい厚さ（鉛当量）を保証する厚さとなっています。

LXプレミアムは、特殊なガラスで製造されていますので、ガラスに泡・異物が点在している場合があります。実際に使用される際に差し支えのない範囲で、JIS規格に基づく社内規格に沿って、出荷しています。

鉛当量（㎜Pb）

長辺（㎜）11±1.212±1.21800超え

14±2.01800以下

142.0±1.41800超え

16±2.01800以下

16±1.42.5

18±2.019±1.41800超え

21±2.0考※コバは、糸面がとってあります。

特

鉛当量はX線管電圧60〜150kV、γ線は0.511MeVにおいて保証

鉛当量はX線管電圧60〜300kV、γ線は0.511MeVにおいて保証

長辺が1800㎜を超える製品はカバーガラスが厚くなります。

光学的特性寸法・仕様
1 最大 寸 法 ： 1,200×2,600㎜ （ただし、11㎜については400×600㎜が最大寸法です）
2 寸 法 の 許 容 差 ： タテ、ヨコ／+3、−2㎜ 厚さ／±1.2〜±2.0㎜
3 直角度の許容差 ： 辺の長さ200㎜に対して1.0㎜以下
4 比
重 ： 4.36以上（LXプレミアムに使用しているLX-57Bの数値です）
5 重量（ 1㎡あたり ）： 12㎜／1.5㎜Pb 約40㎏ 14㎜／2.0㎜Pb 約49㎏
製作寸法表
短辺
長辺

150

80×10 -7（30〜380℃）

軟化点（℃）585

ヤング率（GPa）

63

ポワソン比

0.24

ヌープ硬度

370

屈折率
（Na-D線）1.71

透過率（波長550nm、%）

85

単位：㎜
200300

400

600

700

800

1,000 1,100 1,200

光透過率300500熱膨張係数（／℃）

上記特性はLX-57Bの数値です。
数値は参考値であり、保証値ではありません。

200400性

機械的特性

3.01800超え1800以下

備

熱的特性

600
1800以下1.11.5

製品厚さ 公差（㎜） （㎜）LXプレミアムの光透過率は、同じ厚さの窓板ガラスとほぼ同じです。

肉厚：11㎜、12㎜、14㎜、16㎜、19㎜

光透過率（参考値）

600

可視域

100

700

90800

80

900

70
透過率︵％︶

肉厚：12㎜、14㎜、16㎜、19㎜

1,000
1,100
1,200
1.400

LXプレミアム
11㎜
12㎜
14㎜
16㎜
19㎜

板ガラス
厚9㎜

6050
40

1,600

30

1,800
2,000−

2,400−−

2,600−−20

肉厚：14㎜、16㎜、18㎜、21㎜

100300

納期については、あらかじめご確認ください。上記以外の寸法の製品については、ご相談ください。

400500波長（nm）

600

700

廃棄する場合不要になったガラスを廃棄する場合は、地方自治体の許可を得た産業廃棄物収集運搬業者および産業廃棄物処分業者に、鉛成分を含むガラスくずとして管理型処分場への処分を委託してください。
警 告

LXプレミアムはガラスですので、LXプレミアムが欠けたり破損したりすると、その破片で大ケガをすることがあります。取り扱いにはご注意ください。

2放射線遮蔽用鉛ガラス

LX-57B
優れた放 射 線 遮 蔽 性能
〈LX-57B〉は、医療用、工業用、研究所用、さらには原子力産業用と、広範囲な分野で使用され、高い評価を得ています。
X線テレビ室・CT室・アンギオ室等の監視・観察窓に大型サイズの〈LX-57B〉を使うことで、視野が広がり、操作性の向上に大きく寄与します。

特長

優れた遮蔽性能

高い可視光透過率

ガラス特有の特性

鉛含有率が高いガラスのため、他の透明な遮蔽材と比較して薄くても高い遮蔽性能があります。
たとえば9㎜厚のLX-57Bは、2㎜厚の鉛板と同等の遮蔽性能（鉛当量：2.0㎜Pb）があります。

LX-57Bは高品質の原料でつくられ、ガラスの両面が研磨されています。可視光透過率は一般の窓板ガラスとほぼ同じで、放射線機器の観察窓に最適です。

LX-57Bは無機ガラスですから、万一の火災の場合も燃えません。また、機械加工による円板や穴あき製品もできます。丸窓やグローブボックス用にお使いいただけます。

LX-57Bの規格と特性〈LX-57B〉は、優れた放射線遮蔽性能と高い可視光透過率をもつ鉛ガラスです。厳密な製品規格と品質管理のもとに製造されています。

厚さと鉛当量特 性

6.0 ±0.5

1.1

7.0 ±0.5

1.5

9.0 ±0.5

2.0

11.0 ±0.5

2.5

14.0 ±0.5

3.0備80×10 -7（30〜380℃）

軟化点（℃）585

ヤング率（GPa）

63

ポワソン比

0.24

ヌープ硬度

370

屈折率
（Na-D線）1.71

透過率（波長550nm、%）85

考

鉛当量はX線管電圧60〜150kV、γ線は0.511MeVにおいて保証

光学的特性

鉛当量（㎜Pb）

熱膨張係数（／℃）

機械的特性

製品厚さ（㎜）

熱的特性

LX-57Bの厚さは、X線の減衰能力が等しい鉛板の厚さ（鉛当量）を保証する厚さとなっています。

鉛当量はX線管電圧60〜200kV、γ線は0.511MeVにおいて保証

線源がX線で鉛当量3.0㎜Pbを超える遮蔽性能を持つ製品や、X線以外の線源に使用する製品の製作も可能です。別途ご相談ください。

数値は参考値であり、保証値ではありません。

寸法・仕様

光透過率

最 大 寸 法：1,200×2,600㎜（ただし、6㎜については400×600㎜が最大寸法です）
寸 法 の 許 容 差：タテ、ヨコ／+0、−2㎜ 厚さ／±0.5㎜
3 直角度の許容差：辺の長さ200㎜に対して1.0㎜以下
4 比
重：4.36以上
5 重量（ 1㎡あたり ）：7㎜／1.5㎜Pb 約31㎏ 9㎜／2.0㎜Pb 約40㎏

LX-57Bの光透過率は、同じ厚さの窓板ガラスとほぼ同じです。

12

単位：㎜

200

300

400

600

700

800

1,000

1,10090

1,20080

肉厚：6㎜、7㎜、9㎜、11㎜、14㎜

70
透過率︵％︶

200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1.400
1,600
1,800
2,000
2,400
2,600

150

可視域
100

製作寸法表
短辺
長辺

光透過率（参考値）

肉厚：7㎜、9㎜、11㎜、14㎜

板ガラス
厚9㎜
LX-57B
14㎜
11㎜
9㎜
7㎜
6㎜

60
50
40
3020−−−10−−0300

納期については、あらかじめご確認ください。上記以外の寸法の製品については、ご相談ください。

3400

500
波長（nm）

600

700

外観品位
LX-57Bは、特殊なガラスで製造されていますので、ガラスに泡・異物が点在している場合があります。実際に使用される際に差し支えのない範囲で、JIS規格に基づく社内規格に沿って、出荷しています。
※コバは、糸面がとってあります。

新しいJIS制定に伴う、放射線遮蔽用鉛ガラス〔LX-57B〕の製品ラベル変更のお知らせ
日本電気硝子(株)の放射線遮蔽用鉛ガラス〔LX-57B〕は、国に登録された第三者機関により〔JISマーク〕の表示が認められた製品でしたが、2017年3月9日をもって、〔JISマーク〕表示を終了し、自社の適合性評価による新しい表示に変わります。
国際規格IEC※1の改正に伴い、2016年5月に旧規格〔JIS R 3701〕が廃止され、新たに〔JIS T 61331-2〕が制定されました。この新しいJIS（IEC規格）は、該当する鉱工業品が規格を満足するか否かの「合否判定基準」が明記されておらず、第三者機関による適合性評価ができないため、〔JISマーク〕表示を継続することができなくなりました。
今後はメーカー責任において〔自己適合宣言〕により、その性能を保証する方法を採用します。 ※ 製品ラベルは変更しますが、製品の品質性能については従来品と変更はありません。
製品ラベルの変更

旧ラベル新ラベル

JISマーク表示 （JIS R 3701 による）自己適合宣言ラベル （JIS T 61331 による）

LX-57B

種 2.0㎜Pb 60〜150kV No.16041001(9.0) 2.0mmPb B 150kV

JIS T61331-2:2016
No.17041001

JQ0507120※JISマークは、2017年3月9日まで、日本電気硝子より出荷された製品に表示されます。
※上記ラベルはイメージです。

国際貿易において、工業製品等の規格やその規格の適合性を評価する手続きが、不要な貿易障害を起こさないようにすることを目的とし

JIS改正※2の背景 て、WTO（世界貿易機構：World Trade Organization）により、1995年にTBT協定 が、WTO協定に包含される形で制定されました。
これにより、国内の工業規格であるJISに関しても、国際規格IECを基礎とした策定が求められています。

注

釈 ※1 国際電気標準会議（International Electrotechnical Commission：IEC）が制定する国際規格。各国の代表的な標準化機関によって組織される非政府間国際機関で、電気通信分野をのぞく電気・電子分野について国際的な標準化を行っている。1906年に設立、約80カ国が参加。日本からはJISを制定する日本工業標準調査会（JISC）が代表として参加。
※2 WTOが定めた「貿易の技術的障害に関する協定（Agreement on Technical Barriers to Trade）」の略称。

廃棄する場合不要になったガラスを廃棄する場合は、地方自治体の許可を得た産業廃棄物収集運搬業者および産業廃棄物処分業者に、鉛成分を含むガラスくずとして管理型処分場への処分を委託してください。

高鉛ガラスにつき、取り扱いには充分注意してください。普通の窓板ガラスにくらべるとくもりが生じやすく除去しにくいので、次のような注意が必要です。
①濡れた布や水拭きは厳禁です。水分が付着した場合は乾いた布で速やかに拭きとってください。
②造影剤や指紋などの汚れが付着した場合は、アルコールかグラスターを使用し、きれいな布（ガーゼなど）で少し強めに磨いてください。清掃した後は、必ず空拭きをしてください。

使用上の注意③水分や汚れ（指紋など）を付着したまま放置すると、ガラスにくもりが発生し、完全に除去できないこともあります。
④くもりを未然に防ぐためにも、上記に注意のうえ、月に1度は清掃・空拭きをしてください。
LX-57Bは、鉛成分が配合された特殊ガラスです。
万一破損した場合は、製品に表示されている性能（鉛当量）と同等以上の性能で、かつ同一寸法のガラスと交換してください。

警 告

LX-57Bはガラスですので、LX-57Bが欠けたり破損したりすると、その破片で大ケガをすることがあります。取り扱いにはご注意ください。

4

より高い遮 蔽 性能

GRプレミアムは

PET検査では、一般医療用X線よりも透 過性が高いガンマ線が使用されるため、防護ガラスにもより高い遮蔽性能が求められます。この要求に対応するガラスが、酸化鉛含有率約70％の高い放射線遮蔽性能を持つγ線遮蔽用鉛ガラス〈Pro-GR〉です。
〈GRプレミアム〉は、〈 Pro-GR〉と特殊カバーガラスを合わせた、高い放射線遮蔽性能を有する機能性ガラスです。ガラス表面は、薬品の飛 散や水拭きなどによるくもり（ヤケ）が発 生しません。また、PVB中間膜を用いて合わせているため、衝撃安全性にも優れています。

水ぶきOK

ビルドアップ係数を考慮してガラス板厚を設計し、設計方法の妥当性を確認するために、実測による検証も行っておりますので、安全かつ適切にご使用いただけます。

厚さと鉛当量より高い遮蔽性能が必要な場合

厚さ
（㎜）

公差（㎜）

実効線量透過率（％）

鉛当量（㎜Pb）

19.8（14.7）±1.052.6

5.026.9（21.8）±1.036.0

7.5

使 用環 境によって更に高い遮 蔽 性能が必要となる場 合、2枚以 上のPro-GRを組み合わせて合わせガラスにすることで、更に遮蔽性能を高めることができます。
Pro-GRの組み合わせと0.511MeVγ線の実効線量透過率・鉛当量
鉛ガラス〈Pro-GR〉の組み合わせ例

実効線量透過率および鉛当量はγ線（0.511MeV）
における値です。
（ ）内は、カバーガラスを除いたPro-GRの厚さです。
1 最14.7㎜厚の枚数 21.8㎜厚の枚数

大 寸 法 ： 1,000×1,500㎜

2 寸 法 の 許 容 差 ： タテ、ヨコ／＋3、−2㎜

厚さ／±1.0㎜

重 ： 5.20以上
4 可 視 光 透 過 率 ： 83％
5 重量（ 1㎡あたり ）： 19.8㎜／5.0㎜Pb 約87㎏
26.9㎜／7.5㎜Pb 約124㎏

2−11−合計

実効線
製品厚さ
鉛当量
量透過率（㎜）
（㎜Pb）
（％）

35.3

24.5

10.1

42.4

16.4

12.9

2

49.5

11.0

15.6

2157.8

7.4

18.2

12

64.9

4.8

21.0

−

372.0

3.1

23.6

23 比

＊特殊なガラス材質のためGRプレミアムのガラス内部には微小な気泡が点在している場合がありますが、放射線遮蔽性能には問題ありません。

3＊製品厚さは、製品サイズによりカバーガラスの肉厚が変わります。
参考値としてください。
＊組み合わせる場合はフィルムを使用して貼り合わせます。よって、製品厚さに製作誤差が生じる場合があります（許容値：±2㎜）。貼り合わせた製品の可視光透過率は、組み合わせるガラス枚数と製品厚さに応じて低下します。
＊PET検査以外のγ線核種につきましても、ガラスの組み合わせを提案いたします。

メンテナンスフリー
ガラス表面は特殊カバーガラスのため水拭きやガラスクリーナー、洗剤などでのクリーニングが可能です。

廃棄する場合不要になったガラスを廃棄する場合は、地方自治体の許可を得た産業廃棄物収集運搬業者および産業廃棄物処分業者に、鉛成分を含むガラスくずとして管理型処分場への処分を委託してください。
＊GRプレミアムのご注文の際は、在庫の確認をお願いします。

警 告

GRプレミアムはガラスですので、GRプレミアムが欠けたり破損したりすると、その破片で大ケガをすることがあります。取り扱いにはご注意ください。

5

移動式の防 護 衝立

LX-57B
中間膜

日本電気硝子の〈LX防護衝立〉は、カバーガラス付き放射線遮蔽用ガラスLXプレミアムを使用した移動式の防護衝立です。
水拭きなどによるくもり（ヤケ）＊が発生せず、衝撃安全性にも優れ、多くの病院・医院などで、高い評価を得ています。
医療に従事する人々を放射線から防護するとともにその透明度の高いガラスを通して良好な視野が得られるため、正確で、迅速な診断に寄与します。

L-Aタイプ

ガラス部断面図

第三種医療機器製造販売業許可番号25B3X00008

L-Bタイプ

鉛当量
0.8 ㎜Pb

カバーガラス

1.0 ㎜Pb

1.5 ㎜Pb

L-Cタイプ（受注生産品）

鉛当量
2.0 ㎜Pb

0.8 ㎜Pb

1.0 ㎜Pb

1.5 ㎜Pb

鉛当量2.0 ㎜Pb

注1）化粧板：化粧鉄板（裏面鉛板貼り）色：ブルー■クリーム■

0.8 ㎜Pb

1.0 ㎜Pb

1.5 ㎜Pb

2.0 ㎜Pb

注1）化粧板：化粧鉄板（裏面鉛板貼り）色：ブルー■クリーム■

オプション： 専用棚の取付も可能です。 ご希望にあわせた特注サイズの衝立も製造いたします。 3.0㎜Pbの製作も可能です。

寸法図 （単位：㎜）
L-Aタイプ

L-Bタイプ

L-Cタイプ＊外周部のアルミフレームには、放射線遮蔽能力がありませんのでご注意ください。

6共通

設計資料および注意事項〈LXプレミアム〉と〈LX-57B〉はアルミ枠、スチール枠または木枠に取り付けます。
設計に際しては、以下の点にご注意ください。
1 標準品寸法には、のみ込み寸法は含まれていません。
従って有効面積は標準品寸法より、のみ込み寸法分だけ小さくなります。
2 のみ込み寸法は、ガラスの厚さ以上を目安としてご設計ください。
3 X線漏えい防止のため、枠の周囲に必要な厚さの鉛板を巻きます。
4 必ず四辺押縁で固定します。

廃棄する場合

鉛板

鉛板

コーキング

コーキング
カバーガラス

不要になったガラスを廃棄する場合は、地方自治体の許可を得た産業廃棄物収集運搬業者および産業廃棄物処分業者に、鉛成分を含むガラスくずとして管理型処分場への処分を委託してください。

LX-57B

LX-57B

のみ込み寸法はガラスの厚さ以上にする

のみ込み寸法はガラスの厚さ以上にする

LX-57B

LXプレミアム

取付参考図

スチール枠

アルミ枠

断面図

断面図

平面図

平面図

A=のみ込み寸法はガラスの厚さ以上にする。

7

使用例紹介

写真：轟近夫

京都大学医学部附属病院〔CT室〕

写真：須藤昌人

順天堂大学医学部附属順天堂医院〔IVR-CT室〕

8

使用例紹介聖路加国際病院〔アンギオ室〕

写真：須藤昌人

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院〔血管撮影室〕

写真：須藤昌人

9

総合東京病院〔心臓血管カテーテル室〕

写真：大丸剛史

CVIC心臓画像クリニック飯田橋〔CＴ室〕

写真：大丸剛史

10医療の高度化と安心・安全に貢献します。

日本電気硝子の主要製品
日本電気硝子は、液晶ディスプレイ用ガラスをはじめとする各種特殊ガラスの総合メーカーです。
私たちの放射線遮蔽用ガラスは、このようなガラス製造技術を背景に生みだされています。
■

薄型ディスプレイ用ガラス

■

■

■

化学強化専用ガラス

光関連ガラス■

電子デバイス用ガラス

建築用ガラス■

耐熱ガラス■■ガラスファイバ

照明用ガラス■

医療用ガラス

京都大学医学部附属病院■ 製造元

日本電気硝子株式会社

大津・滋賀高月・能登川の各事業場および精密ガラス加工センターは、環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001の審査を受け、登録されています。
登録証番号
JQA-EM0506■ 東日本発売元■ 販売店 〔お問い合せは、お近くの販売店まで〕

仙台

東京〔ショールーム〕

名古屋
大

阪

福岡〔ショールーム〕〒983-0014

仙台市宮城野区高砂1丁目1-15

Tel. 022-254-8411

Fax. 022-254-8416〒162-0801〒130-8513

東京都墨田区立川4丁目15-3

Tel. 03-3632-7721

Fax. 03-3632-3150

Tel. 03-5206-7855〒451-0084

名古屋市西区上堀越町2丁目19-1

Tel. 052-522-5491

Fax. 052-523-3075〒532-0003

大阪市淀川区宮原2丁目11-1

Tel. 06-6392-2711

Fax. 06-6392-2911〒812-0016

福岡市博多区博多駅南5丁目22-4

Tel. 092-483-3371

Fax. 092-482-2575

東京都新宿区山吹町336-1 山吹町徳住ビル
Fax. 03-5206-7845■ 取扱店

このカタログは2024年6月現在の内容について掲載しています。
予告なしに品揃え・仕様等を変更する場合があります。カタログ掲載内容の無断転載・複製は固くお断りします。
©Nippon Electric Glass Co., Ltd. All rights reserved.

2024年6月発行
L001JLA JUN '24