取扱説明書
保証書別添
まえがき
このたびは、介護用ベッド楽匠プラス

介護用ベッド楽匠プラスシリーズ

シリーズをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この「取扱説明書」には、ベッドを安全にお使いいただくための注意事項と●使用方法などを記載しています。
●● ベッドをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、
正しく安全な取扱 方法を理解してください。

KQ-A0＊＊＊
KQ-A1＊＊＊
KQ-A2＊＊＊
KQ-A3＊＊＊
KQ-A4＊＊＊●● ベッドで療養する方ばかりでなく、介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
●● この「取扱説明書」はお読みになった

後も、いつでも見られる場所に保管してください。
●● お買い上げの製品は改良などにより、

この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
●● 動作範囲・寸法・角度・質量などの●数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
●● ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社まで●お問い合せください。
●● こ の ベ ッド は 日 本 国 内 専 用 で す。
●

海外では電源電圧が異なるため使用できません。

※イラストは別売のマットレスを取付けた状態です。
↑楽匠プラスシリー
ズの使いかたを
確認できます。

↑介護用ベッドの役割を確認できます。

7F11692800A2

楽匠プラスシリーズは︑ご家庭でベッドを使用する方の動作を助け︑介護する方の介護負担を軽くするベッドです︒

この製品について

Aboutthisp r o d ucts

頻繁に用いる機能
RC-1090

背･ひざ･高RC-1690

背･高❶らくらくモーション

❷背あげ

❷背あげ

❹高さ調節

❸膝あげ
❹高さ調節
❺メモリーポジション

RC-1290 背❺メモリーポジション

RC-1290H 高

❷背あげ

1

❹高さ調節

このマークの数字は、説明のあるページを示しています。

❶らくらくモーション［

23・24 ページ］

背ボトムの「あげ /さげ」と連動して、膝・足ボトムが自動で動作します。
身体のずれを大幅に軽減し、背あげ時の姿勢をしっかり保持します。

75°

❷背あげ

［

25・31・37 ページ］

背ボトムを⽔平から75 °まで調節できます。
背をあげることでベッドからの起きあがりがより楽に⾏えます。

75 °

❸膝あげ

［

27 ページ］

膝・足ボトムを⽔平から30 °まで調節できます。
背あげ時に、先に膝をあげておくことで身体のずれを少なくすることができます。また、背と膝の角度を適度にあげると、身体に負担のかかりにくいより楽な姿勢がとれます。

30 °

❹高さ調節

［

26・34・38 ページ］

ベッドの高さを21cm～ 64.5cm（脚座を超低床にした場合は15cm～ 58.5cm）まで調節できます。
・ ・
低床のため、背の低い方でもかかとをしっかりゆかに着けることができます。また、万一の転落のときにも衝撃を軽減できます。
適度な高さまであげることで、介護者はより楽な姿勢で介護ができます。

❺メモリーポジション［

45 ページ］

あらかじめ設定したメモリーポジションに向けて、ベッドの背・膝の角度、ベッドの高さ（床高）を調節します。

2

ボトム上面

64.5cm～21cm

この製品について

A bou t  t h i s pr od u c t s

この製品について

Aboutthisp r o d ucts

足先の角度切換えが可能［

膝・足ボトム（腰側） 膝・足ボトム（足側） 足先あげ状態

49 ページ］

膝あげのとき、膝から先の曲がり角度（膝・足ボトム（足側）の
角度）
を2 段階
（足先あげ / 足先さげ）に調節できます。足先をあげることで、足のむくみなどがある方が楽に過ごすことができます。

ベッドフレーム

足先さげ状態
足ボトムステー

ボードの取外しが簡単［

141 ページ］

シーツ交換、
身体の清拭、洗髪、洗顔などの介護がしやすくなります。

使いやすい手元スイッチ

［

呼出ボタン

21 ～ 47 ページ］•● 手元スイッチの表示パネルにベッドの状態（背の角度など）が表示され、ベッドの調節時に角度や高さが一目でわかります。
さがるを•● 操作ボタンの突起により、触感で あがる /区別できます。
•● 呼出ボタンを押すと、ブザー音で通知できます。
※呼出機能については、
JIS認証範囲外となります。

スマートフォンとの連携［

46 ページ］

家族や介護者がお持ちのスマートフォンに専用アプリケー
ションをインストールし、
ベッドとBluetooth●Low●Energy（以下、BLE）接続すると、スマートフォンと連携する以下の機能を使用することができます。
•● スマートフォンでのベッド操作•● 手元スイッチの呼出ボタンでのスマートフォンへの通知※●スマートフォンとベッドとの連携については、付属のセット
アップガイドをご覧ください。
※●スマートフォンとの連携および呼出機能については、JIS 認
証範囲外となります。
※●Bluetoothおよび Bluetoothロゴは、米国Bluetooth● SIG,●®
TM
Inc. の商標です。本文中における および は省略してい
ます。

3

表示パネル
突起

小物の収納が可能なボード（多機能ボード / 棚付ボード）［

50 ページ］

ボードの外側には、開閉できる収納カバーがあり、ベッド周りの小物や取扱説明書などを入れることができます。
収納カバー

小物が置けるボード（棚付ボードのみ）［● LEDライトスイッチ

51・52 ページ］•● メガネや小物などを置くことができます。
•● コンセントが付いているため、スマートフォンなどの充電ができます。
•● LEDライトでベッドの内側を間接的に照らすことができます。
•● 棚付ボードは頭側にも足側にも取付けることができます。

ベッドの内側を間接的に照らすことができます● コンセント（1200W まで）

スマートフォンなどの電ができます充電ができます静かなベッド動作

動作音が静かなアクチュエーター
（モーター）
を使用しています。

多彩なオプション［

54 ～ 60 ページ］

身体の状態にあわせて、ベッドサイドレールやベッド用グリップなどを取付けることができます。
ベッドサイドレール

ベッド用グリップ

4

この製品について

A bou t  t h i s  pr od u c t sINDEX

もくじ

1 各部の名称 ………………………………………………………………… 7
2 安全上の注意 ……………………………………………………… 8 ～17
3 設置上の注意 ……………………………………………………………18
4 ベッドの寝位置 ………………………………………………………… 19
5 手元スイッチの取付位置 ……………………………………………… 20
1. 手元スイッチの配線方向について ………………………………………………… 20

2. 手元スイッチの取付けかた ………………………………………………………… 20
3.コードクリップ（付属品）の使いかた ……………………………………………… 20

6 ベッドの使用方法 ……………………………………………………………21
1. 手元スイッチの使いかた ……………………………………………………… 21・22

2. ベッドの操作のしかた（手元スイッチ（RC-1090）の場合）……………… 23 ～ 28
3. ベッドの操作のしかた（手元スイッチ（RC-1690）の場合）……………… 29 ～ 35
4. ベッドの操作のしかた（手元スイッチ（RC-1290）の場合）………………… 36・37
5. ベッドの操作のしかた（手元スイッチ（RC-1290H）の場合） …………………… 38
6. 手元スイッチによるベッドの設定のしかた ……………………………… 39 ～ 47
7.オプション受の使いかた …………………………………………………………… 48
8. 足先の角度の切換えかた …………………………………………………………… 49
9. 収納カバーの使いかた（多機能ボード / 棚付ボード） …………………………… 50
10. 棚付ボード（QA0107B/QA0307B） …………………………………… 51～ 53

7 適合オプション ………………………………………………………… 54

1. ベッドサイドレール ………………………………………………………………… 55
2.ソフトカバー付 / クリアカバー付 / サクっとポケット付ベッドサイドレール ……… 56
3.キャスター …………………………………………………………………………… 56
4.オプション脚座セット ……………………………………………………………… 57
5. ハイトスペーサー ( 延長脚 ) ……………………………………………………… 57
6.キャスター付ハイトスペーサー( 延長脚 ) ………………………………………… 58
7. ベッド用グリップ（スイングアーム介助バー / サイドグリップ）………………… 58
8.ソフトカバー付ベッド用グリップ ………………………………………………… 58
9.サイドサポート ……………………………………………………………………… 59
10. 延長フレーム（ベッド延長用具）…………………………………………………… 59
11.オーバーテーブル / アジャストテーブル ………………………………………… 60
12.IVポールホルダー…………………………………………………………………… 60
13.3モーター組み換えキット ………………………………………………………… 60

8 適合オプションの組合せと取付位置 …………………………………61
1.ベッド用グリップ（スイングアーム介助バー/サイドグリップ）を使用する場合 …… 61・62

2. ベッドサイドレールを使用する場合 ……………………………………………… 63…………………………………………………… 64・65
9 マットレス（別売）

 電動介護リフト（床走行式リフト）を使用するときのご注意 …… 66
 定期点検と日常のお手入れ ……………………………………………67
1. 定期点検について …………………………………………………………………… 67
2.日常のお手入れについて …………………………………………………………… 67

5 故障かな ? と思ったら …………………………………………… 68・69

この製品について

INDEX

 緊急時のベッド操作のしかた …………………………………………70

1

2.スマートハンドルによるベッド操作のしかた ……………………………… 73・74

2

1. 手動による背さげのしかた / 戻しかた …………………………………… 70 ～ 72

 長期保管と移動（移設）………………………………………………… 75
1. 長期保管 ……………………………………………………………………………… 75
2. 移動（移設）…………………………………………………………………………… 76

3 仕様 ………………………………………………………………………… 77

4

2. 電装品………………………………………………………………………………… 81

5

1. ベッド本体 …………………………………………………………………… 77 ～ 80

組立・分解方法 ……………………………………………………………… 82
アフターサービス ………………………………………………………… 153

6
7
8
9
10
11
12
13

おことわり

7 ページ「1. 各部の名称」以降、本文中に記載の名称を一部以下のように略しております。
ベッド用グリップ（スイングアーム介助バー / サイドグリップ）➡ベッド用グリップ

14
15
アフターサービス

この取扱説明書に記載されているマークについて
について

について
このマークは、特に重要な内容や間違えやすい内容、注意点などを記載していることを表しています。

このマークは、ベッドの方向（頭側と足側）を表しています。

6

1 各部の名称● 手元スイッチ

1

各部の名称

［
21～ 47 ページ］
ベッドを動作させたり、機能設定をしたりするコントローラーです。
● ボード［
50 ページ］
図は多機能ボードです。
51～ 53 ページ）があります。
他に棚付ボード（● 収納カバー● 背ボトム［［50・53 ページ］
取扱説明書やノートなどを入れることができます。

118・119 ページ］

● 電源コード［

114 ページ］● 電源プラグ● ボード［
50 ページ］
図は多機能ボードです。
他に棚付ボード
51～ 53 ページ）
が
（
あります。

● オプション受［48・116 ページ］

● コントロールボックス［

112 ～ 114 ページ］

電源コードのコネクター差込部● 膝・足ボトム

スマートハンドルのコネクター差込部［
119 ～121ページ］● オプション取付穴● マットレス止め［
124 ページ］
マットレス（別売）がずれることを予防します。

［
48・116 ページ］
ベッドサイドレールやベッド用グリップなどのオプション類を取付けることができます。

アクチュエーター
ケーブルのコネクター差込部

手元スイッチのコネクター差込部

7

2 安全上の注意

必ずお守りください

ご使用の前に、必ずこの「安全上の注意」をよくお読みいただき、
正しくお使いください。

けい

こく

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、
ま ひ
死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。
ちゅう

い

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う
可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

『安全上の注意』などに記載の項目で、特に【すき間に関する注意】
は、生命にかかわる重大な事故につながる
可能性のある重要な項目です。本取扱説明書とあわせ、製品に別添の『すき間および電装品についての注意事項』を必ずお読みいただき、正しく安全にお使いください。なお、特に予測できない⾏動をとると思われる方や体位を自分で保持できない方には十分注意してください。

安全ラベルについて注意事項の中で、ベッドを使用する方に特に注意していただきたい項目をラベルにしてボードの内側、収納カバー（多機能ボードと棚付ボード）、棚ユニッ
ト上面（棚付ボードのみ）、オプション受の上面、電源コード、ベースフレームに貼ってあります。

■

安全ラベルは、はがしたり傷つけたりしないでください

安全ラベルが傷ついたりはがれたりした場合は、販売店から新しい安全ラベルを取寄せ、貼り直してください。

収納カバー内に貼付

オプション受82

安全上の注意ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、
あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取扱いをすると生じることが想定される
内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度に応じて「警告」と「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
※取扱説明書をお読みになった後は、いつでも見られる
ところに必ず保管してください。

2 安全上の注意

必ずお守りください

安全上の注意2

本製品では、以下のシンボルが使用されています。
電源コード

PSE マーク

IPX6

保護等級
安全動作荷重
最大利用者体重JISマーク棚ユニット

9

2 安全上の注意
けい

こく

警告

組合せについて指定以外の製品や他社製品と組合せると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などにより、けがをしたり、
ベッドが故障したりするおそれがあります。

すき間について⑦※図は一例② ベッドサイドレール■ すき間に注意してください●● ベッドやベッドサイドレール・ベッド用グリップなどにはすき間があります。また、ベッドサイド
レールやベッド用グリップなどを組合せるとすき間ができます。これらのすき間に身体の一部（特に頭や首など）をはさむと、けがをする
おそれがあります。
●● 下記の項目に注意してください。

①
④
③

①

③

⑧

ベッド用グリップ②①ベッドサイドレールなどの内部のすき間②2 本のベッドサイドレールなどの間のすき間③ベッドサイドレールなどとボードのすき間④ベ ッ ド サ イ ド レ ー ル な ど と ボ ト ム・
マットレスのすき間（高さ方向）⑤ベ ッ ド サ イ ド レ ー ル な ど と ボ ト ム・
マットレスのすき間（幅方向）⑥ボード内部のすき間⑦ボードとマットレスのすき間⑧あがっているボトムとボード・ベッド
サイドレールなどのすき間など⑤⑥
多機能ボード⑥①②③●● 特に、
予測できない⾏動をとると思われる方や体位を自分で保持できない方には十分注意してください。
●● ベ ッド サ イドレ ー ル や ベ ッド 用 グ リッ プ は●
「8 適合オプションの組合せと取付位置」（61～63ページ）を参照して、正しい組合せでご使用ください。

⑤

④
⑧

⑧
⑦

10

2

安全上の注意■ベッドに直接取付けて使用するベッドサイドレール、マットレスなどは、弊社が指定する適合品をお使いください2 安全上の注意

必ずお守りください
けい

こく

警告

ベッド操作について

安全上の注意2■■

身体の一部がすき間に入った状態で、ベッドの操作をしないでください●● ベ ッド の 頭 側・ 足 側 を 間 違 え て 寝 た 状 態 で●●● すき間にはさまれて、けがをするおそれがあります。

背あげ・膝あげ動作を⾏うと無理な姿勢となり、けがをするおそれがあります。
●● うつ伏せや横向き（仰向け以外）で寝た状態での
角 度 調 節 は、関 節 を 逆に曲げ ることになり、けがをするおそれがあります。

●● 特に、
予測できない⾏動をとると思われる方や●体位を自分で保持できない方には十分注意して
ください。

■

ベッドは正しい向き・姿勢で使用してくだ
さい

ベッド操作を行う際は、動く部分に身体の一部を入れないでください■

操作が理解できないと思われる方（12歳以下のお子様や認知症の方など）に操作させないでください●● 誤ってベッドに身体がはさまれるなど、思わぬ

け が を す る お そ れ が あ り ま す。1 人 で 手 元
スイッチに触れる可能性がある場合には、次のいずれかの方法により操作を制限し、誤操作による事故を未然に防いでください。
操作禁止ボタン（スイッチ）で手元スイッチの操作ボタン（すべての操作ボタンまたは各動作部位の操作ボタン）をロック（操作禁止）する。
（操作方法は 44 ページ参照）
電源プラグを抜く。
●● ● ベッドの可動部とフレームやボード・ベッド

サイドレール・ベッド用グリップなどとの間にはさまれて、けがをするおそれがあります。
●● ベッドの操作を⾏う際は、ベッドの下や内部●
および周りに人や障害物がないことを確認してください。
●● ベッドの操作を止めたい場合は、手元スイッチの操作ボタンから手を離してください。

■

●

■

ボトム角度やベッドの高さを調節する
ときは、ベッドを使用する方の状態に注意してください

介護者の方などがベッドから離れたり、ベッドを使用する方から一時的に目を離したりするときは、ボトムの角度やベッドの高さに注意してください

万一のベッドからの転落に備え、使用する方の状況に応じて、ボトムの角度を⽔平にしてベッドの高さを最低高さにしてください。

●● ベッドを使用する方がボトム角度やベッドの高さ

調節中に動くと、ベッドから転落したり、すき間にはさまれたりして、けがをするおそれがあります。
●● 特に体位を自分で保持できない方の場合は、●身体を支えながら操作してください。

11

2 安全上の注意
けい

こく

警告

ベッド操作について（つづき）●● スマートフォンによるベッドの操作や設定は、ベッドが見える位置で⾏ってください。意図せぬベッドの動

作や設定変更により、
予期せぬ事故が発生するおそれがあります。
●● 操作が理解できないと思われる方（12 歳以下のお子様や認知症の方など）に操作をさせないでください。意図せぬベッドの動作や設定変更により、
予期せぬ事故が発生するおそれがあります。
※●スマートフォンとの連携については、
JIS 認証範囲外となります。

■

転落・転倒について■

ベッドサイドレール・ベッド用グリップやヘッドボード・フットボード・棚ユニットなどに腰掛けたりしないでください

ベッドから転落・転倒してけがをしたり、ベッドやベッドサイドレール・ベッド用グリップなどが●破損・変形したりして、けがをするおそれがあります。

■

ベッドを踏み台がわりにしたり、ベッドの上で 飛び 跳ねたりしないでください

ベッドから転落・転倒したり、ベッドが故障したりするおそれがあります。特にお子様にはご注意●ください。

ベッドサイドレー ル 使 用時もベッドからの転落に十分注意してください■

乳幼児やお子様には使用しないでくだ
さい● ● ベッドサイドレールとベッドサイドレール、各ボードとベッドサイドレールのすき間から転落し、けがをするおそれがあります。
●● ベッドサイドレールの上から身を乗り出して転落し、けがをするおそれがあります。特に厚みのあるマットレスを使用する場合は、ご注意ください。
●● ベッドの背をあげた状態で使用される場合は、転落予防としての効果を十分に発揮できない
おそれがあります。
●● 特に、
予測できない⾏動をとると思われる方や体位を自分で保持できない方には十分注意してください。

● ● 本 製 品は 乳 幼 児 や お 子 様 向けに 設 計 さ れ ていません。ベッドサイドレールなどのすき間に
身体の一部がはさまれて、けがをするおそれがあります。
●● ベッドサイドレールを使用していてもすき間から転落して、けがをするおそれがあります。

12

2

安全上の注意■スマートフォンと連携して、ベッドの操作や設定を行う際は、使いかたに十分に注意してください2 安全上の注意

必ずお守りください
けい

こく

警告

電装品について安全上の注意2■■

手元スイッチなどの電装品の取扱いに注意してください

電源コードや手元スイッチのコードに、足を引っ掛けないようにしてください●● プラグやコードが破損し、感電・火災のおそれがあります。
●● 転倒して、けがをするおそれがあります。

■

ベッド・適合オプション以外のコード類は、ベッド内部やベッドの下を通さないでください●● コード類が破損し、感電・火災のおそれがあり●ます。

●● やむを得ずその他の機器のコードをベッド内部

やベッドの下を通す場合は、ベッドの可動部などでコードを圧迫するなどしないでください。

●● ベッドが誤作動してけがをしたり、故障したりする原因となります。また、
感電・火災のおそれがあります。
ぶつけたり傷つけたりしないでください。
落としたり、コードを無 理に引っ張ったりしないでください。
●● 傷んだ手元スイッチなどの電装品は、修理（交換）を依頼してください。
●

●

■

■

電子治療器を使用するときは、電源プラグを抜いてください■

お手入れや掃除などの際は、電源プラグを抜いてください■

電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜いてください■

電源プラグに無理な力を加えないでください

電子治療器（マイクロ波治療器、超短波治療器など）を同時に使用した場合、ベッドの故障や誤動作の原因となります。
なお、
他のME機器と併用するときは、安全をご確認の上ご使用ください。

コード類（電源コードなど）を傷つけないでください誤操作によりベッドが動作し、けがをするおそれがあります●● コード類が破損し、感電・火災のおそれがあります。
ベッドの可動部でコード類をはさまないようにしてください。
コード類に重いものを置いたり、無理な力を加えたりしないようにしてください。
ベッドでコード類を踏みつけないでください。
●● 傷んだコード類は修理（交換）を依頼してくだ
さい。
●

電源コードのみを持って引抜くとコードが傷んで、感電・火災のおそれがあります。

●●

電源プラグが破損し、感電・火災のおそれがあります。

13

2 安全上の注意
けい

電装品について警告■

電源プラグにほこりを付着させないでください

けがをするおそれがあります。
●● JIS 認証製品は、
JIS で定められた構造・性能が変更されるような改造を⾏った場合は JIS 認証
製品としての取扱いができなくなります。

があります。

■ ベッドは定期的に点検してください●● 電源プラグにほこりなどが付着した場合は、
乾

いた布などでよく拭き取ってください。

使用の頻度や環境により、製品は摩耗・劣化します。定期的に各部のゆるみ、可動部の動作、破損の有無などを点検してください。思わぬけがをする
おそれがあります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない
でください

■

被災したベッドは点検・修理を依頼してください

地震・火災・⽔害などで被災したベッドは、
パラテ
クノコールセンター（153 ページ参照）まで、点検・修理をご依頼ください。感電・火災の原因となったり、ベッドの動作異常で、けがをしたりする
おそれがあります。

感電したり、故障したりするおそれがあります。

■

お客様による修理・改造はしないでください●● 意図せぬすき間の発生や異常動作などにより、●● 湿気などで絶縁不良となり、
感電・火災のおそれ■点検・修理についてアクチュエーター（モーター）や手元スイッチなどの電装品に水などをかけないでください

感電したり、故障したりする原因となります。
誤って⽔などをかけてしまった場合は、電源プラグ
をコンセントから抜き、パラテクノコールセンター（153ページ参照）
までご連絡ください。

14

2

安全上の注意■こく2 安全上の注意

必ずお守りください
けい

こく

警告

安全上の注意2■

その他
ベッドサイドレール・ベッド用グリップなどを取付けるときは、正しい向きで確実に取付けてください■

オプ ション や 突 起 物に 衣 類 など が絡まないように注意してください

誤った位置や向きで使用すると、ベッドとベッド●サイドレール・ベッド用グリップなどの間に意図せぬすき間ができ、はさまれて、けがをするおそれがあります。
（設定方法は 48 ページ参照）●● ベッドから転落したり、
意図せぬすき間に、身体の一部がはさまれたりしてけがをするおそれがあります。
●● 誤った向きやオプション取付穴に異物が入っていると確実に差込むことができず、ベッドサイド
レール・ベッド用グリップなどが不意に外れるなどして、けがをするおそれがあります。正しい
向きでの取付けかたについては、各オプションの「取扱説明書」
を参照してください。
●● 誤った向きでは、
ベッドの頭側・足側から大きくとび出る場合があり、けがをするおそれがあります。
※ミニタイプは、通常取付状態でも最大2.5cmとび出しますが正常です。

■■

オ プ シ ョン 受 は ベ ッド の 幅（83cm/
91cm）にあわせて正しい位置、正しい向きで使用してください。また、オプション
受の位置を調節するときは、指や手をはさまれないように注意してください●● 衣類などが絡まった状態でベッドを操作すると、けがをするおそれがあります。
●● ベッドの乗り降りなどのときに転倒して、けがをするおそれがあります。

■ 火気に近づけないでください

ベッドと壁や周りのものとのすき間にはさまれないように注意してください

ベッドの近くで、ストーブなどの熱器具を使用しないでください。変質・変形・火災などの原因となります。

●● 身体の一部がはさまれて、けがをするおそれが■あります。
●● 特に、
予測できない⾏動をとると思われる方や体位を自分で保持できない方には十分注意してください。

ベッドを使用する方の容体にあわせて使用し、治療中の方は医師に相談をしてください●● ベッドの操作により容体を悪化させる可能性があります。

●● ベッドのご使用に際して不安や疑問があるときは、かかりつけの医師にご相談ください。

15

2 安全上の注意
ちゅう

い

注意
■ 2 人以上で使用しないでください■

手元スイッチ操作時は周囲を確認してください■

高さ調節をするときは、壁や梁、壁のコ
ンセントに気をつけてください

殺虫剤に含まれる溶剤によって、ベッドが破損・変色・溶解するおそれがあります。また、破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがあります。
● この ベッドは 1 人 用の 設 計になっています。

2 人以上で使用すると、ベッドが破損してけがをするおそれがあります。このベッドの最大利用者
体重は138kgです。一時的に、介護者がベッドに乗る必要がある場合は、次の点を確かめてください。
ベッドに乗る方の合計体重が138kg を超えていないこと。
ボトムがさがってフラットになり、最低高さになっていること。
● 介護者がベッドに乗る機会の多い場合は、お買い上げの販売店またはパラテクノコールセンター（153 ページ参照）に依頼して、ベッドの定期点検を受けてください。

手元スイッチ操作によって周囲のものを破損させたり、ベッドが破損・変形したりする原因となります。

●

●

■

あがっているボトムに乗らないでください

43.5cm

ベッドや壁などが破損・変形するおそれがあります。
ベッドは高さ調節操作で上下に43.5cm動きます。
はりご使用のときには、ベッド動作でベッドが壁や梁、電源プラグに当たらないことを確認してください。

ボトムの支持部に大きな力がかかり、破損・変形の原因となります。

■

はり■

移 乗 の と き な ど に、マ ットレ ス 止 めに身 体をぶ つけないように注 意してください

ベッドに安全動作荷重を超える荷重を加えないでください

ベッドが破損してけがをするおそれがあります。
このベッドの安全動作荷重は 174kg（1700N）です。安全動作荷重は、ベッドを安全に使用できる荷重であり、利用者体重とマットレスやオプションなどの付帯物の合計荷重です。

マットレス止めけがをするおそれがあります。

16

2

安全上の注意■

スプレータイプの殺虫剤を、ベッドに直接噴射しないでください2 安全上の注意

必ずお守りください
ちゅう

い

注意

安全上の注意2■■

ヘッドボード・フットボードはストッパーを掛けてください

棚付ボードを取付けたベッドの操作をするときは、壁や梁 に気をつけてくだ
さい
はり

30cm

ボードの取付けが不完全な場合、身体を支えるためボードにつかまったときやベッド移動でボードを押す（引く）ときなどに不意に外れ、転倒などによるけがのおそれがあります。
（125 ページ参照）

43.5cm●● ベッドや壁などが破損・変形するおそれがあります。

●● 棚付ボードをベッドに取付けた場合は、壁から30cm 以上離してベッドを設置してください。
ご使用のときには、ベッド動作で棚ユニットや棚ユニットのコンセントに差込んだ電源プラグが壁に当たらないか注意しながら操作してください。
●● 棚ユニットに物を置いている場合は、
43.5cm
離していても壁などに物がぶつかる場合があります。棚ユニットの高さより大きい物を置く場
はり合は、壁や梁に当たらないか注意しながら操作してください。

17

3 設置上の注意■ベッドを設置するにあたって、
下記の注意事項を守ってください。
ベッドは、一度組立てますと、部屋の中での移動、向きの変更が困難な場合があります。
けい

警告

■

電源プラグの抜き差しができなくなる場所には、ベッドを設置しないでください●● 誤操作を防止するために、電源プラグを抜くこと

ベッドや棚ユニットのコンセントの電源は直接コンセントからとり、タコ足配線は行わないでください

コンセントや延長コードの容量を超える電気製品
を同時に接続して使用すると、電源コードや電源プラグが発熱して火災のおそれがあります。

が必要になる場合があります。
●● 誤操作によるけがをするおそれがあります。

ちゅう

い

注意

■

■ ベッド周辺のスペースを確保してください
BOOK

故障の原因となりますので、次のような場所への設置は避けてください●● ベッドを使用する方がベッドから起きあがる

場合に、ベッドの左右どちら側からの乗り降りが可能か、車いすをご使用の場合は、ベッドのどちら側で使用するかによって、必要なスペースを確保してください。壁やものなどを傷つける
おそれがあります。
●● 介護する方がベッド周りで介護をするためのスペースをどれだけとるか（シーツ交換だけか、おむつ交換・着替え・洗髪・歯磨き・食事の介助などが必要かどうかによってベッドの周囲をどれだ
けあけるか）を考慮してください。
●● ベッドを操作する際、周りの家具備品、部屋の構造物などに当たらないことを確認してください。家具備品や構造物などが破損するおそれが
あります。

■

・

●

●

●

●

●

●

●

●

■

・

ベッド使用時に、ゆ かにかかる荷重に耐えられる場所に設置してください

結 露 の 原 因 と な る の で、次 の よ う な
場所での使用に注意してください●●●

ベッドの質量は最大 83.5kg です。寝具およびオプションやベッドを使用する方の体重を加えた総・ ・質量が、ベッド使用時にゆかにかかる荷重となります。この荷重に耐えられる場所に設置してくださ・ ・い。ゆかなどが破損するおそれがあります。

直射日光のあたる場所
冷暖房器による冷気や暖気が直接あたる場所
過度の⽔蒸気や油蒸気のかかりやすい場所
高温・多湿・低温・乾燥した場所
ほこり・煙・塩分・イオウ分・腐食性物質などの多い場所
換気の悪い場所
振動や衝撃のある場所
・ ・
ゆかが⽔平でない場所

温度が低い場所
湿度が高い場所
短時間での寒暖の差が大きい場所※上記の場所でご使用される場合は、次のことをおすすめします。
清拭タイプマットレスの使用（64・65 ページ参照）
定期的な換気●●183

設置上の注意■こく4 ベッドの寝位置■プラスラインボトムは圧迫感やずれを軽減し、より良い姿勢を保つことを目的とした機能です。
楽匠プラスシリーズベッドには、
プラスラインボトムが標準で搭載されています。
従来製品と比較してご使用上次のような特徴があります。
● 背あげ時の圧迫感を軽減します。

● 背あげ時の身体のずれを軽減します。

● 背あげ時の姿勢をしっかり保持します。

● 骨盤が立ち、次の動作をサポートします。

ベッドの寝位置

4■プラスラインボトムの効果を十分に発揮させるため、ご使用になるときは膝・足ボトム（腰側）
側面にある寝位
置ラベルの白色範囲内に使用する方のおしり( 大転子 )を合わせてください。
※大転子…足の付け根、大腿骨上方にある大きな突起（図１）
左脚の付け根
大転子

おしり
大転子
大腿部

白色の範囲

19

膝・足ボトム図 1：大転子の位置

5 手元スイッチの取付位置
1. 手元スイッチの配線方向について

ヘッドボード手元スイッチは、ベッドの左右どちら側で使用する
かによって、コードの配線方向が異なります。104・
105 ページを参照して、正しい配線方向に必ず配線してください。

手元
スイッチ

フック

2. 手元スイッチの取付けかた

手元スイッチを使用しないときは、ボードまたはベッ
ドサイドレールなどの外側に手元スイッチのフックを掛けてください。

3. コードクリップ（付属品）の使いかた

コードクリップを手元スイッチコードに取付け、ベッ
ドサイドレールなどに引っ掛けることで、コードが・ ・ゆかに着くことを予防できます。

ベッドサイドレールなどに引っ掛ける
ベッドサイドレール

手元スイッチコード● コードクリップは、
乗り降りの妨げになら

カール部ない位置に取付けてください。

● コードクリップは、
手元スイッチコードのカール部が常に引っ張られた状態にならない位置に取付けてください。

けい

こく

警告
● 手元スイッチを使用しないときは、
ヘッドボードもしくはベッドサイド

レールなどの外側に掛けてください。それ以外の場所に掛けると誤って操作ボタンが押され、意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれがあります。

● 手元スイッチをベッド内側に掛けた状態で操作しないでください。ボト

ムとベッドサイドレールなどのすき間に手（指）をはさまれてけがをした
り、
手元スイッチが破損・変形したりするおそれがあります。

● 手元スイッチの取扱いに注意してください。ベッドが誤動作してけがをしたり、故障したりする原因となります。また、
ショートなどによる感電・火災のおそれがあります。
ぶつけたり、傷つけたりしないでください。
落としたり、
コードを無理に引っ張ったりしないでください。
●●● 傷んだ手元スイッチは修理（交換）を依頼してください。

20

コードクリップ

手元スイッチの取付位置

5

6 ベッドの使用方法※手元スイッチに表示される数値（角度・高さ）
は目安としてください。

1. 手元スイッチの使いかた
1-1. 手元スイッチの各部のなまえと働き
操作ボタンと表示ランプ
❷

❷

❷

❷

❸

❸

❸

❸

❶ ❶

❶

❹

❹

❶

ベッドの使用方法

6

❶

❶ ❶

❶

❹

❹

RC-1090

RC-1690

RC-1290

RC-1290H

背･ひざ･高背･高背

高❶操作ボタン❸電源ランプ

操作ボタンを押すと、ベッドの各操作ができる
けい❺

ベッドの通電状態をお知らせ
点灯（緑）：正常な通電状態
消灯：電源プラグまたは手元スイッチプラグが外れて 
 いるか、
停電や断線などの場合
点滅（赤）：断線や障害物との接触などの異常を表示 
「 故障かな ? と思ったら」（68・69 ページ）を
 参照して処置してください。

こく警告
ベッドの動作を止めたい場合は手元スイッチの操作
ボタンから手を離してください。ベッドの可動部ではさまれたり、圧迫されたりするなどして、けがをす
るおそれがあります。

❹操作選択ランプ
操作ボタンの「有効（操作可能）/ ロック（操作禁止）」をお知らせ

操作ボタンを押すとベッドが動き、離すとその位置で止まります。また、同時に2つ以上のボタンを押した
場合も止まります。
同時に2つ以上のボタンを押して止めた場合、再度操作をするときは一度すべてのボタン
から手を離してください。

点灯（白）
：操作が可能な状態
消灯：電源が「OFF」になっている。もしくは操作が 禁止状態

一定時間、操作がないと消灯します。手元
スイッチを手に持つなど揺れがあると自動で点灯します。
❺設定ボタン❷呼出ボタン

設定ボタンを押すと、操作ボタンで、各種設定が変更できる
設定ボタンを長押しすると、BLE 接続を開始する※お持ちのスマートフォンとベッドとのBLE 接続方法については、付属されているセットアップガイドをご覧ください。

呼出ボタンを押すと、ブザー音が鳴る
事前にスマートフォンと連携設定を行っている場合は、ブザー音が鳴ると同時にスマートフォンへ通知を送信※スマートフォンとの連携および呼出機能については、JIS認証範囲外となります。

21

6 ベッドの使用方法

表示パネル
❶
❸

❷

❶角度/高さ表示/エラーコード❷BLE接続表示
BLE の接続状態を表示
接続状態の詳細については、専用アプリのヘルプを参照してください。

❸操作禁止表示
押した操作ボタンがロック（操作禁止）に設定されているときに点滅● 脚座の切換時またはオプション脚座セット（KQ-PA0A）使用時は、表示する値を切換えることができます。切換方法については、販売店または弊社までお問い合せください。

● お持ちのスマートフォンとベッドとのBLE 連携については、付属されているセットアップガイドをご覧ください。

※スマートフォンとの連携および呼出機能については、
JIS 認証範囲外となります。

1-2. ベッド / 手元スイッチの電源の入れかた
自動オフ設定が「無効」の場合（初期状態）

1

電源プラグをコンセントに差込んでください。
手元スイッチの電源ランプが、緑色に点灯し、ベッドの操作ができるようになります。

自動オフ設定が
「有効」
の場合

1
2

電源プラグをコンセントに差込んでください。
手元スイッチの電源ランプが、緑色に点灯します。

手元スイッチの操作ボタン（/）のいずれかを押してください。

操作選択ランプが点灯し、ベッドを動作させる準備ができます。
（電源 ON 状態）※ボタンを押すと表示パネルに「On」と表示されます。
電源プラグをコンセントに差込んだだけでは、手元スイッチの電源は「OFF」の状態です。ベッドの操作や設定を行う場合は、一度、操作ボタンまたは呼出ボタンを押して電源「ON」
の状態にす
ると、
行うことができるようになります。

22

6

ベッドの使用方法

動作中の背ボトム・膝・足ボトム角度またはボトム上面高さを数字で表示※らくらくモーションや背膝連動の場合、膝角度は表示されません。
※エラーが発生したとき、エラーコードを表示します。
背角度表示…0 °～ 74 °まで 2 °間隔で表示し、75 °で停止
膝角度表示…0 °～ 30 °まで 2 °間隔で表示
高さ表示……21cm ～ 65cmまで 2cm間隔で表示※脚座を超低床にした場合は15cm ～ 59cmまで 2cm間隔で表示

6 ベッドの使用方法
2. ベッドの操作のしかた（手元スイッチ（RC-1090）の場合）
2-1. 背の動かしかた
背あげには❶らくらくモーション❷背あげの2 種類があります。

らくらくモーション操作のしかた
連動ボタンでらくらくモーションによる「背あげ / 背さげ」の操作をしてください。
※連動ボタンを押している間は、
下記の動作を続けます。

ベッドの使用方法6

らくらくモーションによる背あげ操作[ 連動あげボタン
（
）
を押す ]

①●背と膝が同時にあがり始める。

背があがり始める❶❶
膝があがり始める②●膝が最大角度まであがると停止し、●最大角度で停止❷

背はそのままあがる。

背があがる❷③●背はそのままあがり、膝がさがり始める。
背があがる❸❸
膝がさがり始める④●背が最大角度になるタイミングで、膝が 0 °までさがる。

最大角度まであがる❹❹
0 °までさがる23

6 ベッドの使用方法

らくらくモーションによる背さげ操作[ 連動さげボタン
（
）
を押す ]

①●背がさがり始めるのとほぼ同時に、●膝があがり始める。

背がさがり
始める❶

❶
膝があがり始める②●膝が最大角度まであがると停止し、●最大角度で停止❷

背はそのままさがる。

③●背はそのままさがり、膝がさがり始める。
背がさがる❸❸
膝がさがり始める
0 °までさがる❹④●背と膝が連動して、ほぼ同時に0°までさがる。

0 °までさがる❹246ベッドの使用方法

背がさがる❷

6 ベッドの使用方法
背あげ操作のしかた
動作範囲

頭ボタンで
「背あげ/背さげ」の操作をしてください。

背あげ（頭）：0 °～ 75 °背ボトムの角度を0 °～ 75 °まで調節できます。
※頭ボタンを押している間は、
下記の動作を続けます。

背あげ
（頭）
操作
［頭あげボタン（）
を押す］●● 背が 75 °まであがる。

ベッドの使用方法

6

ボタンを離すと、
背はその位置で止まる。

75 °まであがる

背さげ
（頭）
操作
［頭さげボタン（）
を押す］●● 背が 0 °までさがる。

ボタンを離すと、
背はその位置で止まる。

0 °までさがる

角度制限機能について
胸部や腹部にかかる圧迫感を軽減するため、背ボトムと膝・足ボトムの間の角度
が 90 °より小さくならないように自動的に動作します。
● 安全のため、角度制限機能は解除できません。
● 頭・足のボタン操作を禁止にしている場合でも、
角度制限機

能による自動動作で、背ボトムと膝・足ボトムは動きます。

25

90 °以上を保ちます6 ベッドの使用方法

2-2. ベッドの高さ調節のしかた

動作範囲

低 床：21cm～ 64.5cm
・ ・
ゆかからベッドのボトム上面までの高さ（床高）を、21cm ～ 64.5cm（15cm ～超低床：15cm～ 58.5cm
58.5cm）
まで調節できます。
※●ハイトスペーサー・キャスター付ハイトスペーサー取付時は、ボトム上面までの高さが表示されている値より高くなります。
（詳細な寸法は57・58ページ参照）。
※（ ）内の数字は、
脚座を超低床位置に取付けた場合の高さです。
※●脚座の切換時またはオプション脚座セット（KQ-PA0A）
使用時は、表示する値を切換えることができます。
●
切換方法については、販売店または弊社までお問い合せください。

高さボタンで「高さあげ / 高ささげ」の操作をしてください。

※高さボタンを押している間は、
下記の動作を続けます。
※手元スイッチの表示は、
高さが 58.5cmのときは「59」、
64.5cmのときは「65」となります。

）
を押す］●● 高さが 64.5cm（58.5cm）
まであがる。

ボタンを離すと、
ベッドはその高さで止まる。

64.5cm（58.5cm）まであがる

高ささげ操作［高ささげボタン（）
を押す］①●ベッドがさがり始める。

ボタンを離すと、
ベッドはその高さで停止する。
ボタンを押していても床高が 36cm（30cm）に
なると、
「ピピッ」
と鳴って一旦停止する。

❶ 36cm（30cm）までさがり、
一旦停止②●ボタンを離し、再度高ささげボタン（

）
を
押すと
「ピピッ」
と警告音を鳴らしながら、
21cm（15cm）（最低高さ）
までさがる。
最低高さに近づくにつれて、警告音の鳴る間隔が短くなる。

21cm（15cm）までさがる❷

一旦停止後のさげ動作について
床高36cm（30cm）
以下の場合は、動作速度
「普通」
より低速
でさがります。
●● 床高36cm（30cm）
以下で使用しているベッドをさげる場合（低床動作）は、一旦停止せずに21cm（15cm）（最低高さ）ま
でさがります。
●●

安全のため、一旦停止時および低床動作中の警告音

は、操作音スイッチで操作音｢ 切｣に設定しても切ることができません。

26

ベッドの使用方法

高さあげ操作［高さあげボタン（66 ベッドの使用方法
2-3. 膝の動かしかた

動作範囲
膝あげ
（足）
：0°～ 30°

膝・足ボトムの角度を、
0 °～ 30 °まで調節できます。

足ボタンで「膝あげ/膝さげ」の操作をしてください。
※足ボタンを押している間は、
下記の動作を続けます。

膝あげ操作［足あげボタン
（

6

）
を押す］
●● 膝が 30 °まであがる。

30 °まであがる

ベッドの使用方法

ボタンを離すと、膝はその位置で止まる。

膝さげ操作［足さげボタン（）
を押す］●● 膝が 0 °までさがる。

ボタンを離すと、膝はその位置で止まる。

0°
までさがる

足先の角度の切換えかた
手動で膝・足ボトム（足側）
先端の角度を 2 段階に切換えることができます。
（49 ページの「8. 足先の角度の切換えかた」
を参照）

27

6 ベッドの使用方法

2-4.メモリーポジションへの動かしかた
あらかじめ設定したメモリーポジションに向けて、ベッドの背ボトムや膝・足ボトムの角度、ベッドの高さ（床高）を調節します。
※必要に応じてメモリーポジションを設定してください。
メモリーポジションには、あらかじめ初期設定が登録されています。
（設定方法および初期設定は 45 ページ参照）

メモリーボタンの操作をしてください。
※メモリーボタンを押している間は、メモリーポジションに向かって動作を続け、メモリーポジションになると停止します。
※ベッドの高さ（床高）を設定する場合は、脚座の取付状態（低床・超低床）を確認してください。

①●メモリーポジション１に向けてベッドが動作する。
ボタンを離すと、
ベッドはその位置で止まる。

②●メモリーポジション１の位置になると「ピピッ」と音が鳴り、ベッドが停止する。
メモリーポジション 2 への操作
［メモリーボタン 2（）
を押す］①●メモリーポジション2に向けてベッドが動作する。
ボタンを離すと、
ベッドはその位置で止まる。

②●メモリーポジション2の位置になると「ピピッ」と音が鳴り、ベッドが停止する。

メモリーポジション動作中の一旦停止動作について
メモリーポジションを床高 36cm（30cm）
より低く登録している場合、メモリーポジション動作中に床高が 36cm（30cm）になると「ピピッ」と鳴って一旦停止します。メモリーボタンから一度手を離し、再度押すと「ピピッ」と警告音を鳴らしながら、メモ
リーポジションまで動作します。

28

ベッドの使用方法

メモリーポジション１への操作［メモリーボタン1（
）
を押す］

6

6 ベッドの使用方法
3. ベッドの操作のしかた（手元スイッチ（RC-1690）の場合）
3-1. 背の動かしかた
背あげには❶背膝連動（背膝連動幹）❷背膝連動（ACT 駆動）❸背あげの3 種類があります。

ベッドの使用方法

6

背膝連動（背膝連動幹）背あげのみ

切換金具の操作により、背あげ時の膝の動きを切換えることができ、背あげ動作に連動して膝の角度が動作します。

背あげ動作によらず、膝は0 °のままです。

背を75 °まであげたとき、膝が14 °まであがります。

0゜
から14°

背膝連動
（ACT 駆動）
足側フレームが QA30＊0F のベッド、または足側フレーム QA20＊0F のベッドにオプションの３モーター組み換えキット（KQ-PA0B）を取付けた場合は、
背あげ動作に連動して膝の角度が動作します。

0゜
から20°

29

6 ベッドの使用方法

背膝連動 / 背あげの切換えかた
けい

こく

警告

● 背膝連動/ 背あげの切換え操作を行う際は、すべてのボトムをさげた状態で作業してください。けがをするおそれがあります。

● ベッド動作中に、フレームに手を入れないでください。けがをするおそれがあります。

背膝連動幹は115 ページ「7. 背膝連動幹の取付け（足側フレーム QA2＊＊＊F のみ）」に従って、正しく取付けてください。

①●手元スイッチを操作して、背ボトムと膝・足ボト
ムを一番下までさげてください。

切換金具

ください。

※●ベッドの高さをあげても操作しにくい場合は、膝・足ボトムを取外してから切換金具を操作してください。膝・足ボトムの取外しかたは
142・143 ページを参照してください。

背膝連動幹③●電源プラグをコンセントから抜いてください。
④●フレームの間から手を通し（膝・足ボトムを取外

ここのスペースから手を入れて切換金具のレバーを操作する

フレーム

した場合は上から手を入れ）、図のように切換金具のレバーを操作して「背膝連動」もしくは、「背あげ」に設定してください。

⑤●電源プラグをコンセントに差込んでください。
背膝連動への切換え

背あげ動作への切換え

レバー
倒す

切換金具

切換金具

レバー

切換金具
あげる

連結ピン

切換金具

連結ピン

● 切換金具が背膝連動幹の中に収まるまで倒してく● 切換金具のレバーが背膝連動幹の溝に入るまであ切換金具が背膝連動幹の中に確実に収まっているか確認してください。

切換金具のレバーが背膝連動幹の溝に確実に入っているか確認してください。

ださい。

げてください。

30

ベッドの使用方法②●手元スイッチを操作して、ベッドの高さをあげて 6レバー6 ベッドの使用方法
背あげ操作のしかた
動作範囲

頭ボタンで
「背あげ/背さげ」の操作をしてください。

背あげ（頭）：0 °～ 75 °背ボトムの角度を0 °～ 75 °まで調節できます。

※●背膝連動 / 背あげの切換えにより、背あげ（頭）と連動して、膝・足ボトムが動作します。背を75 °まであげたと
きに膝が 14 °まであがります。背膝連動 / 背あげの切換えは 30 ページを参照してください。表示パネルには背角度が表示されます。
※頭ボタンを押している間は、
下記の動作を続けます。

背あげ
（頭）
操作

ベッドの使用方法

6 ［頭あげボタン（）
を押す］●● 背が 75 °まであがる。

ボタンを離すと、
背はその位置で止まる。
●

75 °まであがる

背さげ
（頭）
操作
［頭さげボタン（）
を押す］●● 背が 0 °までさがる。

ボタンを離すと、
背はその位置で止まる。
●

0 °までさがる31

6 ベッドの使用方法

背膝連動操作のしかた（ACT 駆動）
足側フレームが QA30＊0Fのベッド、または足側フレームQA20＊0Fのベッドにオプションの３モーター組み
換えキット（KQ-PA0B）を取付けた場合は、背あげ動作に連動して膝の角度が動作します。３モーター組み換えキット（KQ-PA0B）の取付方法は、取扱説明書を参照してください。

頭ボタンで背膝連動による「背あげ/背さげ」の操作をしてください。
※頭ボタンを押したときの動作が「背膝連動」になっていることを確認してください。
が橙点灯していることを確認してください。
（42 ページ●参照）

背膝連動による背あげ操作）を押す］［頭あげボタン（①●背と膝が同時にあがり始める。

背があがり始める❶❶
膝があがり始める②●膝が最大角度まであがると停止し、●最大角度で停止❷

背はそのままあがる。

背があがる❷③●背はそのままあがり、膝が 0 °までさがる。
背があがる❸❸
膝が 0 °までさがる。

④●背が最大角度まであがる。

最大角度まであがる❹

32

ベッドの使用方法

6

6 ベッドの使用方法
背膝連動による背さげ操作）
を押す］［頭さげボタン（①●背がさがり始めるのとほぼ同時に、●膝があがり始める。

背がさがり
始める❶

❶
膝があがり始める②●膝が最大角度まであがると停止し、●最大角度で停止❷ベッドの使用方法

6

背はそのままさがる。

背がさがる❷③●背はそのままさがり、膝がさがり始める。
背がさがる❸❸
膝がさがり始める
0 °までさがる❹④●背と膝が連動して、ほぼ同時に0°までさがる。

0 °までさがる❹33

6 ベッドの使用方法

3-2. ベッドの高さ調節

動作範囲

低 床：21cm～ 64.5cm
・ ・
ゆかからベッドのボトム上面までの高さ（床高）を、21cm ～ 64.5cm（15cm ～超低床：15cm～ 58.5cm
58.5cm）
まで調節できます。
※ハイトスペーサー・キャスター付ハイトスペーサー取付時は、ボトム上面までの高さが表示されている値より高くなります。
（詳細な寸法は57・58 ページ参照）※（ ）内の数字は、
脚座を超低床位置に取付けた場合の高さです。
※脚座の切換時またはオプション脚座セット（KQ-PA0A）
使用時は、表示する値を切換えることができます。
●
切換方法については、販売店または弊社までお問い合せください。

高さボタンで「高さあげ / 高ささげ」の操作をしてください。
※高さボタンを押している間は、
下記の動作を続けます。
※手元スイッチの表示は、
高さが 58.5cmのときは「59」、
64.5cmのときは「65」となります。

）
を押す］●● 高さが 64.5cm（58.5cm）
まであがる。

ボタンを離すと、
ベッドはその高さで止まる。

64.5cm（58.5cm）まであがる

高ささげ操作［高ささげボタン（）
を押す］①●ベッドがさがり始める。

ボタンを離すと、
ベッドはその高さで停止する。
ボタンを押していても床高が 36cm（30cm）に
なると、
「ピピッ」
と鳴って一旦停止する。

❶ 36cm（30cm）までさがり、
一旦停止②●ボタンを離し、再度高ささげボタン（

）
を
押すと
「ピピッ」
と警告音を鳴らしながら、
21cm（15cm）（最低高さ）
までさがる。
最低高さに近づくにつれて、警告音の鳴る間隔が短くなる。

21cm（15cm）までさがる❷

一旦停止後のさげ動作について
床高36cm（30cm）
以下の場合は、動作速度
「普通」
より低速
でさがります。
●● 床高36cm（30cm）
以下で使用しているベッドをさげる場合（低床動作）は、一旦停止せずに21cm（15cm）（最低高さ）ま
でさがります。
●●

安全のため、一旦停止時および低床動作中の警告音

は、操作音スイッチで操作音｢ 切｣に設定しても切ることができません。

34

ベッドの使用方法

高さあげ操作［高さあげボタン（66 ベッドの使用方法
3-3.メモリーポジションへの動かしかた
あらかじめ設定したメモリーポジションに向けて、ベッドの背ボトム・膝・足ボトムの角度、
ベッドの高さ（床高）を調節します。
※必要に応じてメモリーポジションを設定してください。
メモリーポジションには、あらかじめ初期設定が登録されています。
（設定方法および初期設定は 45 ページ参照）

メモリーボタンの操作をしてください。
※メモリーボタンを押している間は、メモリーポジションに向かって動作を続け、メモリーポジションになると停止します。

ベッドの使用方法

6※ベッドの高さ（床高）を設定する場合は、脚座の取付状態（低床・超低床）を確認してください。

メモリーポジション１への操作［メモリーボタン1（）
を押す］①●メモリーポジション１に向けてベッドが動作する。
ボタンを離すと、
ベッドはその位置で止まる。

②●メモリーポジション１の位置になると「ピピッ」と音が鳴り、ベッドが停止する。
メモリーポジション 2 への操作
［メモリーボタン 2（）
を押す］①●メモリーポジション2に向けてベッドが動作する。
ボタンを離すと、
ベッドはその位置で止まる。

②●メモリーポジション2の位置になると「ピピッ」と音が鳴り、ベッドが停止する。

メモリーポジション動作中の一旦停止動作について
メモリーポジションを床高 36cm（30cm）
より低く登録している場合、メモリーポジション動作中に床高が 36cm（30cm）になると「ピピッ」と鳴って一旦停止します。メモリーボタンから一度手を離し、再度押すと「ピピッ」と警告音を鳴らしながら、メモ
リーポジションまで動作します。

35

6 ベッドの使用方法

4. ベッドの操作のしかた（手元スイッチ（RC-1290）の場合）
背あげには❶背膝連動（背膝連動幹）❷背あげの2 種類があります。
背膝連動 / 背あげの切換えは30 ページを参照してください。

背膝連動（背膝連動幹）背あげのみ

切換金具の操作により、背あげ時の膝の動きを切換えることができ、背あげ動作に連動して膝の角度が動作します。

背あげ動作によらず、膝は0 °のままです。

背を75 °まであげたとき、膝が14 °まであがります。

0゜
から14°

36

ベッドの使用方法

6

6 ベッドの使用方法
頭ボタンで「背あげ/背さげ」の操作をしてください。

動作範囲

背ボトムの角度を0 °～ 75 °まで調節できます。

背あげ（頭）：0 °～ 75 °※背膝連動 / 背あげの切換えにより、背あげ（頭）と連動して、
膝・足ボトムが動作します。背を75 °まであげたと
きに膝が 14 °まであがります。背膝連動 / 背あげの切換えは 30 ページを参照してください。表示パネルには背角度が表示されます。
※頭ボタンを押している間は、
下記の動作を続けます。

背あげ
（頭）
操作
［頭あげボタン（）
を押す］●● 背が 75 °まであがる。

ベッドの使用方法

6

ボタンを離すと、
背はその位置で止まる。

75 °まであがる

背さげ
（頭）
操作
［頭さげボタン（）
を押す］●● 背が 0 °までさがる。

ボタンを離すと、
背はその位置で止まる。

0 °までさがる37

6 ベッドの使用方法

5.ベッドの操作のしかた（手元スイッチ（RC-1290H）の場合） 動作範囲
・・

ゆかからベッドのボトム上面までの高さ（床高）を、21cm ～ 64.5cm（15cm ～58.5cm）
まで調節できます。
※ハイトスペーサー・キャスター付ハイトスペーサー取付時は、ボトム上面までの高さが表示されている値より高くなります。
（詳細な寸法は 57・58 ページ
参照）
※
（ ）
内の数字は、
脚座を超低床位置に取付けた場合の高さです。
※脚座の切換時またはオプション脚座セット（KQ-PA0A）
使用時は、
表示する値
を切換えることができます。
●
切換方法については、販売店または弊社までお問い合せください。

低 床：21cm～ 64.5cm
超低床：15cm～ 58.5cm

高さボタンで「高さあげ / 高ささげ」の操作をしてください。

高さあげ操作［高さあげボタン（）
を押す］●● 高さが 64.5cm（58.5cm）
まであがる。

ボタンを離すと、
ベッドはその高さで止まる。

64.5cm（58.5cm）まであがる

高ささげ操作［高ささげボタン（）
を押す］①●ベッドがさがり始める。

ボタンを離すと、
ベッドはその高さで停止する。
ボタンを押していても床高が 36cm（30cm）に
なると、
「ピピッ」
と鳴って一旦停止する。

❶ 36cm（30cm）までさがり、
一旦停止②●ボタンを離し、再度高ささげボタン（

）
を
押すと
「ピピッ」
と警告音を鳴らしながら、
21cm（15cm）（最低高さ）
までさがる。
最低高さに近づくにつれて、警告音の鳴る間隔が短くなる。

21cm（15cm）までさがる❷

一旦停止後のさげ動作について
床高36cm（30cm）
以下の場合は、動作速度
「普通」
より低速
でさがります。
●● 床高36cm（30cm）
以下で使用しているベッドをさげる場合（低床動作）は、一旦停止せずに21cm（15cm）（最低高さ）ま
でさがります。
●●

38

6ベッドの使用方法※高さボタンを押している間は、
下記の動作を続けます。
※手元スイッチの表示は、
高さが58.5cmのときは「59」、
64.5cmのときは「65」となります。

6 ベッドの使用方法
6. 手元スイッチによるベッドの設定のしかた
機能選択スイッチを操作することにより、ベッドの設定を変更できます。
けい

こく

警告
操作が理解できないと思われる方（12 歳以下のお子様や認知症の方など）に操作させないでください。
操作が理解できないと思われる方が、1人で手元スイッチを操作した場合、誤ってベッドに身体がはさまれるなど、思わぬけがをするおそれがあります。1人で手元スイッチに触れる可能性がある場合には、次のいずれかの方法により操作を制限し、誤操作による事故を未然に防いでください。
操作禁止ボタンで手元スイッチの操作ボタン（すべての操作ボタンまたは各動作部位の操作ボタン）をロック（操作禁止）
する。
（操作方法は 44 ページ参照）
電源プラグを抜く。
●

ベッドの使用方法

6

●

ちゅう

い

注意

設定ボタンを押すときは、
鋭利なものを使用しないでください。破損の原因となります。

6-1. 機能選択スイッチ
手元スイッチ裏面の設定ボタンを押すと、操作ボタン（機能選択スイッチ）で各種設定が変更できます。
RC-1090

RC-1690

RC-1290

❶

❹

❶

❹

❷

❺

❷

❺

❸

❶

RC-1290H

❹

❶

❹

❸

❹自動オフボタン❶操作禁止ボタン
手元スイッチの操作ボタンを使えなくすることができます。
RC-1690 のみ：ボ
 タンを長押しすると、ベッドの動作（背膝連動（ACT 駆動）/ 背あげ）を切換えることができます。

❷速さ切換ボタン
ベッドの動作速度を切換えることができます。

❸メモリーボタン1/メモリーボタン2
ベッドのポジションを最大2個まで登録することができます。

39

手元スイッチを 60 秒間操作しないと、
電源
「OFF」
の状態に
することができます。

❺操作音ボタン
手元スイッチの操作音の「入 / 切」
を切換えることができます。

6 ベッドの使用方法

6-2. 設定モードへの切換え
手元スイッチ裏面の設定ボタンを押すと、おもて面の設定選択ランプが点灯し、操作ボタンで各種設定ができるようになります。
設定変更が完了したら、再度、設定ボタンを押して、設定を確定してください。設定ボタンを押さないと変更した設定は確定されません。

設定ボタン

けい

こく

警告

設定選択
ランプ

設定選択
ランプ

※手元スイッチ（RC-1090）
で説明しています。

40

6ベッドの使用方法

設定ボタンを一度押してから、20 秒間ボタン操作が行われない場合は、設定は完了せずに元の設定に戻りますのでご注意ください。意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれがあります。

6 ベッドの使用方法
6-3. ベッドの各動作設定
手元スイッチ（RC-1090）の場合
設定モードへ切換えてから、設定を変更してください。
（40 ページ参照）
各設定の状態によって、設定選択ランプの明るさが変わります。
※操作禁止の設定については、
44 ページの「6-4. 操作ボタンのロック（操作禁止）の設定」
を参照してください。
●

ベッドの動作速度の設定

ベッドの動作速度を「普通 / 速い」に切換えることができます。
※初期状態では、動作速度が「普通」になっています。

6

ベッドの使用方法

設定選択ランプの明るさ
暗い●：普通明るい●：速い
ベ ッド 高 さ が 36cm（ 超 低 床 の 場 合 は30cm）以下では、高さ調節の動作速度は「普通」
より低速でさがります。
●

操作音の設定手元スイッチの操作ボタンを押したときの操作音
元スイッチの操作ボタンを押したときの操作音の「入 / 切」
を切換えます。
※初期状態では「入」になっています。
設定選択ランプの明るさ
暗い●：切
明るい：入

●

手元スイッチの無操作時の自動オフ設定

手元スイッチを 60 秒間操作しないと、手元スイッ
チを電源「ＯＦＦ」の状態にすることができます。
電源「ＯＦＦ」の状態の場合、一度操作ボタンを押して電源「ＯＮ」の状態にすることで、ベッドの操作や設定を⾏うことができるようになります。
※初期状態では、自動オフ機能は
「無効」
になってい
ます。
※一度電源プラグを抜いても、設定は維持されます。
設定選択ランプの明るさ
暗い●：無効明るい：有効けい

こく警告

設定変更が完了したら、再度、手元スイッチ裏面の設定ボタンを押して、設定を確定してください。設定ボタ
ンを押さないと変更した設定が確定されず、意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれがあります。

41

6 ベッドの使用方法

手元スイッチ（RC-1690）の場合
設定モードへ切換えてから、設定を変更してください。
（40 ページ参照）
各設定の状態によって、設定選択ランプの明るさが変わります。
※操作禁止の設定については、
44 ページの「6-4. 操作ボタンのロック（操作禁止）の設定」
を参照してください。

「背膝連動（ACT駆動）
」
と
「背あげ」
の切換え

●

以下のベッドの場合は、頭ボタンを押したときの動作（背膝連動（ACT 駆動）/ 背あげ）を交互に切換えることができます。
・足● 側フレームが QA30＊0Fの場合・足● 側フレームが足側フレームQA20＊0Fに３モーター組み換えキット（KQ-PA0B）を取付けた場合

ベッドの使用方法

6

ボタンを3 秒長押しすると、ベッドの動作が切換わります。
※初期状態では初期状態では「背あげ」になっています。
設定によって「」が以下の状態になります。
消灯：背あげ
ACT 駆動）橙点灯：背膝連動（ACT●

ベッドの動作速度の設定
ッドの動作速度の設定

ベッドの動作速度を「普通 / 速い」に切換えることができます。
※初期状態では、初期状態では、動作速度が「普通」になっています。
設定選択ランプの明るさ
暗い：普通
明るい：速いベ ッド 高 さ が 36cm（ 超 低 床 の 場 合 は30cm）以下では、高さ調節の動作速度は
高さ調節の動「普通」
より低速でさがります。

●●

手元スイッチを元スイッチを 60 秒間操作しないと、手元スイッ
チを電源
電源「ＯＦＦ」の状態にすることができます。
電源
「ＯＦＦ」
ＯＦＦ」
の状態の場合、一度操作ボタンを押して電源「ＯＮ」の状態にすることで、ベッドの操作や設定を⾏うことができるようになります。
※初期状態では、自動オフ機能は
「無効」
になってい
ます。
※一度電源プラグを抜いても、設定は維持されます。

操作音の設定手元スイッチの操作ボタンを押したときの操作音の「入 / 切」
を切換えます。
※初期状態では「入」になっています。
設定選択ランプの明るさ
暗い●：切
明るい：入
けい

手元スイッチの無操作時の自動オフ設定
元スイッチの無操作時の自動オフ設定

設定選択ランプの明るさ
暗い●：無効明るい：有効こく警告

設定変更が完了したら、再度、手元スイッチ裏面の設定ボタンを押して、設定を確定してください。設定ボタ
ンを押さないと変更した設定が確定されず、意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれがあります。

42

6 ベッドの使用方法
手元スイッチ（RC-1290/RC-1290H）の場合
設定モードへ切換えてから、設定を変更してください。
（40 ページ参照）
各設定の状態によって、設定選択ランプの明るさが変わります。
※操作禁止の設定については、
44 ページの「6-4. 操作ボタンのロック（操作禁止）の設定」
を参照してください。
●

ベッドの使用方法

6

手元スイッチの無操作時の自動オフ設定

手元スイッチを元スイッチを 60 秒間操作しないと、手元スイッ
チを電源
電源「ＯＦＦ」の状態にすることができます。
ＯＦＦ」の状態の場合、一度操作ボタンを押し
電源「ＯＦＦ」て電源「ＯＮ」
ＯＮ」の状態にすることで、ベッドの操作や設定を⾏うことができるようになります。
※初期状態では、自動オフ機能は
「無効」
になってい
ます。
※一度電源プラグを抜いても、設定は維持されます。
設定選択ランプの明るさ
暗い：無効
明るい：有効※手元スイッチ（RC-1290）
で説明しています。

けい

こく

警告

設定変更が完了したら、再度、手元スイッチ裏面の設定ボタンを押して、設定を確定してください。設定ボタ
ンを押さないと変更した設定が確定されず、意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれがあります。

43

6 ベッドの使用方法

6-4. 操作ボタンのロック（操作禁止）の設定
設定モードへ切換えてから、設定を変更してください。
（40 ページ参照）
手元スイッチの操作ボタンと呼出ボタンを使えなくすることができます。呼出ボタンのロック（操作禁止）の設定については、46 ページを参照してください。
※初期状態では、すべての操作が可能になっています。

設定のしかた

1
2
操作ボタン

操作選択
ランプ

ロック
（操作禁止）
されている操作ボタンの操作選
択ランプは消灯、ロックされていない操作ボタンの操作選択ランプは点滅します。

操作禁止したい、または操作禁止を解除
したい操作ボタンの ボタンを押してください。また、メモリーボタンを操作禁止にしたい、または操作禁止を解除したい場合はメモリーボタンの ボタンを押してください。
操作ボタンの操作選択ランプが切換わります。
禁止したい：点滅→消灯
解除したい：消灯→点滅

メモリーボタン3
もう 1 回押す

操作禁止ボタンを、もう1回押してくだ
さい。
操作選択ランプの点滅が消えて設定が完了します。

※手元スイッチ（RC-1090）
で説明しています。
けい

こく

警告

● 頭・足・高さボタンを操作禁止にしても、連動ボタンやメモリーボタンにより、頭・足・高さが動作する場合があり、意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれがあります。必要に応じて、連動ボタンやメモリー
ボタンも操作禁止に設定してください。

● 設定変更が完了したら、再度、手元スイッチ裏面の設定ボタンを押して、設定を確定してください。

設定ボタンを押さないと変更した設定が確定されず、意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれが
あります。

44

6

ベッドの使用方法

操作選択
ランプ

1 回押す

操作禁止ボタンを1回押してください。

6 ベッドの使用方法
6-5.メモリーポジションの設定（RC-1090/RC-1690 のみ）
メモリーボタンを使用し、ベッドのポジションを最大2個まで登録します。

設定のしかた

1
設定ボタン
を一回押す

2

ベッドの使用方法

6

3

ベッドをボタン登録したいポジションまで動作させてください。

手元スイッチ裏面の設定ボタンを押して、設定モードにしてください。

ポジションを登録したいメモリーボタン（ / ）を押してください。
現在のベッドのポジションが仮登録されます。
メモリーボタンを 3 秒長押しすると、初期設定が仮登録されます。

4
メモリーボタン※手元スイッチ（RC-1090）
で説明しています。
けい

設定ボタンをもう一度押してください。
現在のベッドのポジションが登録され、設定が完了します。
メモリーポジションを再設定したい場合は、
再度１～４を行ってください。

こく警告● 設定変更が完了したら、再度、手元スイッチ裏面の設定ボタンを押して、設定を確定してください。設定

ボタンを押さないと変更した設定が確定されず、意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれがあります。

● メモリーポジションの設定は、すべてのアクチュエーターをコントロールボックスに差込んでから行ってください。意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれがあります。

初期設定では、以下のポジションが登録されています。
※初期状態では、メモリーボタンを押しても、高さ調節動作はしません。
メモリーポジション１： 背 30 ° 膝 6 ° 床高動作なし

メモリーポジション２： 背 0 ° 膝 0 ° 床高動作なし※膝あげ動作は、
手元スイッチ（RC-1090）のみになります。

45

6 ベッドの使用方法

6-6. 呼出ボタンの使いかた
呼出ボタンを使用すると、使用者が家族や介護者の方にブザー音で通知することができます。
また、家族や介護者がお持ちのスマートフォンに専用アプリケーションをインストールし設定を⾏うことで、ス
マートフォン側で BLE 接続を利用した通知を受取ることができます。
※専用アプリケーションについては付属のセットアップガイドをご覧ください。
※スマートフォンとの連携および呼出機能については、
JIS 認証範囲外となります。
けい

こく

警告

● スマートフォンと連携した通知による呼出機能は、
BLE の電波が届く範囲に限られています。使用する前に電波が届く範囲を確認してから使用してください。

● スマートフォンとの連携による通知の呼出機能は緊急時の使用を目的としたものではありません。

ブザー音の鳴らしかた

1

呼出ボタン
1 回押す

呼出ボタンを1回押してください。
ブザー音が鳴ります。ベッドとスマートフォンがBLE接続している場合は、お持ちのスマートフォンにメッセージが送信されます。

ロック（操作禁止）のしかた
操作選択ランプ

設定モードへ切換えてから、設定を変更してください（40 ページ参照）

1

1 回押す
1 回押す

2

操作禁止ボタンを1回押してください。
ロック（操作禁止）されている場合の操作選択
ランプは消灯、ロックされていない場合の操作
選択ランプは点滅します。

呼出ボタンを押してください。
呼出ボタンの操作選択ランプが切換わります。
禁止したい：点滅→消灯
解除したい：消灯→点滅

3

もう 1 回押す

操作禁止ボタンをもう1回押してくだ
さい。
操作選択ランプの点滅が消えて設定が完了します。

手元スイッチ（RC-1290）で説明しています。

46

6ベッドの使用方法● スマートフォンの状態によっては通知を受信できないことがあります。

6 ベッドの使用方法
6-7. 設定の初期化
設定モードにしていないときに、手元スイッチ表面のいずれかの操作ボタン2ヶ所と裏面の設定ボタンを同時に3秒以上押すと、設定内容をすべて初期状態に戻すことができます。
初期状態（RC-1090の場合）

ベッドの使用方法

6

設 定
操作禁止
速さ
自動オフ
操作音
メモリー 1
メモリー 2

いずれかの操作ボタン 2 ヶ所
と
設定ボタン
を
同時に 3 秒以上押す

状 態
すべての操作が可能
普通
無効
入
背:30° 膝:6° 床高動作なし
背:0° 膝:0° 床高動作なし

初期状態（RC-1690の場合）
設 定
操作禁止
速さ
※1
ベッド動作
自動オフ
操作音
メモリー 1
メモリー 2※手元スイッチ（RC-1090）
で説明しています。

状 態
すべての操作が可能
普通
背あげ
無効
入
背:30° 床高動作なし
背:0° 床高動作なし※1）
以下のベッドのみ設定ができます。
・足側フレームが QA30＊0F の場合・足 側フレームが足側フレームQA20＊0Fに３モーター
組み換えキット（KQ-PA0B）を取付けた場合

初期状態（RC-1290/RC-1290Hの場合）
設 定
操作禁止
自動オフ

状 態
すべての操作が可能
無効● 停電時や電源プラグ、
手元スイッチプラグを抜いた場合も、機能選択ボタンで設定した内容は取消されません。

● 高さ表示を切換えていた場合、
設定を初期

化すると、
高さ表示も初期化されます。
初期状態：21cm ～ 64.5cm

47

6 ベッドの使用方法

7. オプション受の使いかた●● オプション受 4ヶ所（頭側・足側の左右各1ヶ所）のオプション取付穴

オプション取付穴に、ベッドサイドレールやベッド用グリップなどを取付けることができます。下表に従って、適切な位置に調節してください。
ボトムの幅オプション受の状態
格納位置
使用位置

83cm

91cm

－

（a）

（a）

（b）

●● オプション受には左右があります。オプション受

（b）
の位置

（a）
の位置

オプション受6

ベッドの使用方法を取外してしまった場合は、オプション受のスリッ
トをボード側に向けて取付けてください。

スリット●● ボトム幅 83cmのベッドは、オプション受を（b）のオプション取付穴位置で使用しないでください。

使用 / 格納位置に調節するとき（ボトム幅 91cmのみ）
ベッドサイドレールやベッド用グリップなどを取付けるとき車いすなどをベッドに近づけたいとき
ベッドの設置スペースを小さくしたいとき

オプション受を「使用位置」にしてください。

※ベッドの幅が最大 7cm 小さくなります。
オプション受を「格納位置」にしてください。

①●オプション受を固定しているノブナットをゆるめてください。
（1つのオプション受につき2ヶ所）①●オプション受を固定しているノブナットをゆるめ②●オプション受を持ちあげながら（b）の位置にスラ②●オプション受を持ちあげながら（a）の位置にスラてください。
（1つのオプション受につき2ヶ所）
イドさせ、四角い穴にツメを入れてください。

イドさせ、四角い穴にツメを入れてください。

③●ノブナットをしっかりと締付けてください。
●（1つのオプション受につき2ヶ所）③●ノブナットをしっかりと締付けてください。
（1つのオプション受につき2ヶ所）（a）格納位置（b）使用位置
ノブナット
四角い
穴
ゆるむ

ちゅう

オプション受の位置を調節するときは、手・指をはさまないように注意してください。はさまれてけがをするおそれがあります。

しまる

けい

（b）
使用位置
ノブナット
四角い
穴

い

注意

ツメ

（a）
格納位置

ゆるむ

ツメ
しまる

こく

警告

● オプション受は、
オプション受のツメを本体の四角い穴に入れ、ノブナットでしっかりと固定した状態で使用してください。オプション受が、がたついたり外れたりして、けがをするおそれがあります。

● オプション受は、ボトムの幅（83cm/91cm）にあわせて正しい位置に設定してください。また、オプショ

ン受は正しい向きで使用してください。誤った位置や向きで使用すると、ベッドとベッドサイドレール・
ベッド用グリップなどの間に意図せぬすき間ができ、はさまれてけがをするおそれがあります。

48

6 ベッドの使用方法
8. 足先の角度の切換えかた
膝あげ時の足先の角度を 2 段階に切換えることができます。足先さげの状態にすると、膝・足ボトム（足側）の先端がさがった状態で（ベッドフレームに沿って）膝あげ動作をします。足先あげの状態にすると、膝・足ボトム（足側）の先端があがった状態で膝あげ動作をします。

膝・足ボトム（腰側） 膝・足ボトム（足側）

足先あげ状態

ベッドフレーム足ボトムステー

足先さげ状態

足先さげにするときベッドの使用方法

6①●膝・足ボトム（足側）を持ちあげてください。

膝・足ボトム（足側）

足ボトムステークリップ②●足ボトムステーを膝・足ボトム裏側のクリップ（3ヶ所）に取付けてください。

③●膝・足ボトム（足側）を降ろしてください。

収納する

足ボトムステーがクリップ（3ヶ所）に、確実に取付いていることを確認してください。

収納する

足先あげにするとき①●膝・足ボトム（足側）を持ちあげてください。

足ボトムステー膝・足ボトム（足側）
クリップ②●膝・足ボトムの裏側にある足ボトムステーを、ク
リップ
（3ヶ所）
から外してください。

③●足ボトムステーをベッドフレームのステー受に

取外す

載せて、
膝・足ボトム（足側）
を降ろしてください。

取外す

足ボトムステーが左右ともステー受に、確実に載っていることを確認してください。
足ボトムステーステー受
足ボトムステーをステー受に載せる
ちゅう

い

注意

● 足先あげ状態にするときは、足ボトムステーをステー受に確実に載せてください。載せかたが不十分な場合や、間違った場所に載せた場合は、膝・足ボトムが不意に落下してけがをしたり、膝あげ動作のときにベッドが破損したりするおそれがあります。

● 足先の角度切換えをするときは、手や腕などをはさまないよう注意して行ってください。
● ベッドを使用中の場合は、ベッドを使用している方にベッドから降りていただき、切換え作業を行ってください。手や腕などをはさまれて、けがをするおそれがあります。

49

6 ベッドの使用方法

9. 収納カバーの使いかた（多機能ボード / 棚付ボード）
収 納 カ バ ー は、多 機 能 ボ ード（QA0＊ 00B/QA0＊ 01B/QA0 ＊ 02B/QA0 ＊ 03B）
、棚 付 ボ ー ド（QA0107B/QA0307B）に付いています。

けい

警告

収納カバーに寄り掛かったり、手でつかんで力を加えたりしないでください。収納カバーが不意に外れ、転倒するなどしてけがをするおそれがあります。

収納カバーの使いかた
収納カバーは、図のように開くことができ、取扱説明書やノートなどを入れることができます。

ちゅう

い

注意

許容寸法

● 許容寸法や耐荷重を超えるものを入れないで4cmください。収納カバーや収納物が落下・破損し、けがをするおそれがあります。

35cm● 収納物が収納カバーからとび出た状態にしな

いでください。ベッドの動作時に接触し、ベッ
ドや収納物が破損するおそれがあります。

少し持ち
あげて❶

● 収納カバーを乱暴に開閉しないでください。

❷開く

収納物や収納カバーが破損するおそれがあります。

● 収納カバーにものを引っ掛けたり、外側から力をかけたりしないでください。収納カバーがボードから外れたり、破損したりするおそれが
あります。

収納カバー

※イラストは多機能ボード● 収納物を取出すときは、
収納カバーに外向きの力を無理に加えないでください。収納カバーが外れたり、破損したりするおそれがあります。

● 壊れやすいものを入れるときは、ケースなどに収納カバーの許容寸法と耐荷重
許容寸法
［cm］

耐荷重

幅 60×高さ35×厚み 4

1kg

入れてから収納カバーに入れてください。破
損するおそれがあります。

● 収納カバーを開いた状態のままにしたり、収納※収納カバーにはイージーグライド（KZ-A29034、
KZ-A29035、KZ-A29036）を収納することができます。

50

カバーが開いた状態でベッドを操作したりしないでください。収納カバーにぶつかってけがをしたり、ベッドの動作時にベッド周りの家
具備品・部屋の構造物の一部などに接触して、ベッドや収納物が破損したりするおそれがあります。

6

ベッドの使用方法

60cm

こく6 ベッドの使用方法
10. 棚付ボード（QA0107B/QA0307B）
棚付ボードの特長■下図のような特長があります。
※棚付ボードのボード AとボードBは、頭側と足側のどちらを選んでも取付けることができます。
ボード A

ボードB

〈ベッド外側〉

ベッドの使用方法

6● ボード A● コンセント（1200 Ｗまで）

● 棚ユニット

スマートフォンなどの充電ができます。
● 照明スイッチ● ボードBLED ライトを
ON/OFFします。

〈ベッド内側〉● 収納カバー

取扱説明書やノートなどが収納できます。

● 収納ボックス（耐荷重：合計 3kg）

許容寸法

深い箇所：置時計など、高さのあるものが
置けます。

60cm

浅い箇所：スマートフォンなど、薄いものが置けます。

4cm
35cm

● LEDライト

ベッドの内側を間接的に照らします。

51

6 ベッドの使用方法

けい

こく

警告
● 棚ユニットのコンセントに差した電源プラグや棚ユニットの電源コードに無理な力を加えないでください。電源プラグが破損し、感電・火災のおそれがあります。

● 棚付ボードのコンセントに水やほこりを付着させないでください。

コンセントの表面に水分やほこりが付着していると、火災や感電のおそれがあります。また、故障の原因となります。コンセントの表面に水をこぼしたり、ほこりが付着したりしている場合は、乾いた布などですぐに拭き取ってください。

● コンセントを使用する際は、プラグを奥までしっかりと差込んでください。
● ボードと棚ユニットがしっかりと固定されているか確認してください。棚ユニットが落下して、けがをするおそれがあります。
れがあります。

● 濡れた手で棚ユニットのコンセントやLEDライトのスイッチに触れないでください。感電したり、故障したりするおそれがあります。

● ボードAに収納カバーを付替えた際は、収納カバーの中に鋭利なものを収納しないでください。棚ユニッ

トの電源コードが断線するおそれがあります。

● ベッドの電源を棚付ボードのコンセントからとらないでください。電源コードがベッドの可動部にはさまれて、破損するおそれがあります。
ちゅう

い

注意
● 棚付ボードに水分が入った容器（コップなど）、濡れたもの（タオルなど）は放置しないでください。棚付ボードの変色・変質・変形・カビの原因となります。万が一、ボードが濡れてしまった場合は、乾いた布などですぐに拭き取ってください。

● ベッドの動作時は、棚ユニットの上に置いたものの落下に注意してください。落下物がぶつかってけがをするおそれがあります。また、落下によりものが破損したり、ゆか面が傷ついたりするおそれがあります。

● 棚ユニットに耐荷重を超えるものを載せないでください。

棚ユニットの耐荷重 ： 合計 3kg
耐荷重を超えるものを載せると、棚ユニットが破損・変形する原因となります。

52

ベッドの電源コード

6

ベッドの使用方法● 棚ユニットに手をついたり、寄りかかったりしないでください。棚ユニットが破損して、けがをするおそ6 ベッドの使用方法
収納カバーの付替え■ボードB の収納カバーを取外して、ボード A に取付けることができます。

収納カバーの取外しかた

収納カバー（上側）
ボード B

溝

突起部
❶開ける

ちゅう

注意

● 収納カバーの中にものが入ったまま、
収納カバー

外す

❷押す

を取外さないでください。収納物が落下して破損したり、けがをしたりするおそれがあります。
● 収納カバーを無理に外さないでください。収納カバーが破損するおそれがあります。

❷押す

ベッドの使用方法

6❸押す①●ボードB の収納カバー（上側）を開けてください。
②●収納カバー（上側）の両端を内側に押して少し曲穴

突起部

げ、ボードBの溝から収納カバー（上側）の突起部
を外して、
収納カバー
（上側）
を取外してください。

外す

❸押す

③●収納カバー（下側）の両端を内側に押して少し曲げ、ボードBの穴から収納カバー（下側）の突起部
を外して、
収納カバー
（下側）
を取外してください。

収納カバー（下側）
ボード A

突起部

穴

収納カバーの取付けかた①●収納カバー（下側）の両端を内側に押して少し曲げ、ボード A の穴に収納カバー
（下側）
の突起部を
差込んで取付けてください。

差込む②●収納カバー（上側）の両端を内側に押して少し曲げ、ボード A の溝に収納カバー
（上側）
の突起部を
差込んで取付けてください。

❶押す
❶押す

い

収納カバー（下側）

突起部

溝

ちゅう

注意

差込む

● 収納カバーを取付ける際は、手や指をはさまないように注意してください。はさまれて、けがをするおそれがあります。
● 収納カバーを無理に取付けないでください。
収納カバーが破損するおそれがあります。
● 収納カバーは正しい位置に取付けてください。
収納カバーが破損するおそれがあります。
● 収納カバーは必ず上側・下側の両方とも取付
けてください。収納物が落下して、破損したり、けがをしたりするおそれがあります。

❷押す
❷押す
けい

い

収納カバー（上側）こく警告

収納カバーを取付ける際は、棚ユニットの電源
コードをはさまないように注意してください。
電源コードがはさまれると断線するおそれがあ
ります。

53

7 適合オプション
ここに記載されているオプション以外を使用する場合
は、販売店または直接弊社までお問い合せください。

けい

こく

警告

各オプションの品番は、段ボール箱・製品識別表示ラベルに記載されています。
※●製品識別表示ラベル上は、S＊＊＊＊、Q＊＊＊＊と表示されています。
● 例）S161Q●➡●KS-161Qを示します。

● オプションは正しい組合せを確認した上でご使用ください。誤った組合せで使用すると、思わぬけがや故障の原因となります。

● ここに記載されているオプション以外は使用しないでください。意図せぬすき間の発生や製品の破損・変形などにより、けがをするおそれがあります。

適合品は、仕様の変更や組合せなどにより変わる場合があります。また、新製品や製品の販売終了により、適合品が記載されていない場合があります。適合品についてご不明な点は、
販売店または直接弊社までお問い合せください。

● オプションを使用するときは、
各オプション

の取扱説明書をお読みください。

適合表
製

品

名

品

番

KS-171Qシリーズ KS-171Q・KS-176・KS-146B/C/M/W
ベッドサイドレール

JIS 認証取得

ソフトガードサイドレール

55
55

KS-151Qシリーズ KS-151Q

55

KS-191Qシリーズ KS-191Q

55

KS-111Qシリーズ KS-111Q・KS-116Q

55

JIS 認証取得 KS-019A

KS-151QC・KS-161QC・KS-171QC・KS-191QC
KS-126BC/CC/MC/WC・KS-146BC/CC/MC/WC
KS-166QC・KS-176QC

ソフトカバー付ベッドサイドレール

KS-151QT・KS-161QT・KS-171QT・KS-191QT
KS-126BT/CT/MT/WT・KS-146BT/CT/MT/WT
KS-166QT・KS-176QT

クリアカバー付ベッドサイドレール

KS-161QAP/QBP/QCP
KS-171QAP/QBP/QCP
KS-191QAP/QBP/QCP

サクっとポケット付ベッドサイドレール

55

56
56
56

キャスター

JIS 認証取得 KQ-P90C

56

ハイトスペーサー

JIS 認証取得 KQ-P90H・KQ-027A

57

オプション脚座セット

JIS 認証取得 KQ-PA0A

キャスター付ハイトスペーサー
ベッド用グリップ

JIS 認証取得 KQ-P90CH

スイングアーム
JIS 認証取得 介助バー
サイドグリップ

ソフトカバー付ベッド用グリップ
サイドサポート

スイングアーム
介助バー

サイドグリップ

57

58

KS-098A・KS-099A/B

58

KS-030A

58

KS-098ACL

58

KS-030AC

58

KA-037AR/BR・KA-037AL/BL59

JIS 認証取得 KQ-PA0L・KQ-PA2L

59

オーバーテーブル

KQ-060L・KQ-060M

60

アジャストテーブル

KQ-09060

JIS 認証取得 KQ-PA0B

60

延長フレームIV ポールホルダー

3モーター組み換えキット

スマートハンドル
脚座ゴムシート
脚座カーペット

KQ-PA0V
KQ-P70S

KQ-P732
KQ-P731

54

60
－
－
－

7

適合オプション

KS-161Qシリーズ KS-161Q・KS-166・KS-126B/C/M/W

参照
ページ

7 適合オプション
1. ベッドサイドレール

JIS認証取得● ベッドの両サイドのオプション取付穴を利用して、ベッドサイドレールが使用できます。

● ベッドサイドレールは、ベッドで寝ている方の転落予防、寝具の落下防止を目的としています。
● 立ちあがり時など、支えとしてお使いになる場合は、ベッド用グリップをお使いください。

● 使用する方の状態に応じて、すき間を少なくしたソフトガードサイドレール（KS-019A）や各種カバー（56

ページ「2. ソフトカバー付 / クリアカバー付 / サクっとポケット付ベッドサイドレール」の表を参照）をお使いください。

● ｢仕様（77～80ページ）」欄で JIS 認証取得マークがあるベッドと表のベッドサイドレールの組合せは、
JIS 認証を取得しています。表以外のベッドサイドレールとは組合せないでください。

● 表以外のベッドサイドレールと組合せた場合は、
JIS 認証を取得していない状態となります。

ベッドサイドレール適合表

適合オプション

7

ベッドサイドレール

ソフトガードサイドレール（cm）

KS-151Q
KS-161Q
KS-171Q
KS-191Q
KS-126B/C/M/W
KS-146B/C/M/W
KS-166
KS-176
KS-111Q/KS-116Q
KS-019A

全長

全高

厚

59
96.5
96.5
83
96.5
96.5
96.5
96.5
98.0
102

50.5
50.5
56.5
50.5
50.5
56.5
50.5
56.5
53.5
59

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.8
4

ベッド取付時のサイドレール高さ
37.5
37.5
43.5
37.5
37.5
43.5
37.5
43.5
41.0
45

KS-191QはKS-098A・KS-099A/B・KS-030Aと組合せるもしくは、単独でベッドサイドに取付けて使用するものです。他のベッド用グリップやベッドサイドレールなどと並列で組合せたり、
KS-191Qを2本並列で使用したりしないでください。詳しくは、61～63 ページ「8 適合オプションの組合せと取付位置」
をご覧ください。

ベッドサイドレール

オプション取付穴55

7 適合オプション

2. ソフトカバー付 / クリアカバー付 / サクっとポケット付ベッドサイドレール●● ソフトカバー付 / クリアカバー付 / サクっとポケッ

ト付ベッドサイドレールは、表のベッドサイドレー
ルと各種カバー / サクっとポケットのセットです。

●● ソフトカバー / クリアカバー / サクっとポケットのみでもお求めいただけます。

●● 表以外のベッドサイドレールとは組合せないでください。

ソフトカバー付ベッドサイドレール適合表

クリアカバー付ベッドサイドレール適合表
クリアカバー付
ベッドサイドレール クリアカバー
ベッドサイドレール
KS-151QT
KS-151Q
KS-15TA
KS-161QT
KS-161Q
KS-166QT
KS-166KS-16T
KS-126BT/CT/MT/ KS-126B/C/M/
WTW
KS-171QT
KS-171Q
KS-176QT
KS-176
KS-17T
KS-146BT/CT/MT/ KS-146B/C/M/
WTW
KS-191QT
KS-191Q
KS-19T

サクっとポケット付ベッドサイドレール適合表
サクっとポケット付
ベッドサイドレール
KS-161QAP
KS-161QBP
KS-161QCP
KS-171QAP
KS-171QBP
KS-171QCP
KS-191QAP
KS-191QBP
KS-191QCP

ベッドサイドレール
KS-161Q

KS-171Q

KS-191Q

3. キャスター

サクっとポケット
KS-15P
KS-16P
KS-15P・KS-16P
KS-15P
KS-16P
KS-15P・KS-16P
KS-15P
KS-16P
KS-15P・KS-16P

JIS認証取得●● キャスターを取付けることにより、室内での配置換えや掃除をするときなどのベッドの移動を補助します。

KQ-P90C●● ｢  仕様 」欄（77 ～80 ペ ージ 参 照 ）で JIS 認 証 取得マークがあるベッドと表のキャスターの組合せ
は、JIS認証を取得しています。表以外のキャスターとは組合せないでください。

●● 表以外のキャスターと組合せた場合は、
JIS 認証を取得していない状態となります。

※ベッドの高さは変わりません。

キャスター適合表
キャスター

56

KQ-P90C

7

適合オプション

ソフトカバー付
ベッドサイドレール ソフトカバー
ベッドサイドレール
KS-151QC
KS-151Q
KS-15C
KS-161QC
KS-161Q
KS-166QC
KS-166KS-16C
KS-126BC/CC/MC/ KS-126B/C/M/
WC
W
KS-171QC
KS-171Q
KS-176QC
KS-176
KS-17C
KS-146BC/CC/MC/ KS-146B/C/M/
WC
W
KS-191QC
KS-191Q
KS-19CA7 適合オプション
4. オプション脚座セット

JIS認証取得● ハイトスペーサー（延長脚）（KQ-P90H）と組合せて取付けることにより、脚座が低床位置のベッドの高さより1cm高くなります。
※オプション脚座セットを単体で取付けた場合は、ベッド付属の脚座を超低床位置に取付けたときのベッドの高さと同じになります。
オプション脚座セット適合表● ｢  仕 様 」欄
（77～80 ペ ージ 参 照 ）で JIS 認 証 取得マークがあるベッドと表のオプション脚座セットの組合せは、
JIS認証を取得しています。表以外のオ
プション脚座セットとは組合せないでください。

オプション脚座セット

KQ-PA0A● 表以外のオプション脚座セットと組合せた場合は、適合オプション

7

JIS●認証を取得していない状態となります。

5. ハイトスペーサー ( 延長脚 )JIS認証取得

KQ-P90H● ハイトスペーサー（延長脚）（KQ-P90H）とオプショ

ン脚座セット（KQ-PA0A）を組合わせて取付けることにより、脚座が低床位置のベッドの高さより1cm高くなります。

KQ-027A● ハイトスペーサー（延長脚）（KQ-027A）を取付けることにより、脚座が低床位置のベッドの高さより11cm高くなります。

● ｢  仕様 」欄（77 ～80 ペ ージ 参 照 ）で JIS 認 証 取得マークがあるベッドと表のハイトスペーサー（延長脚）の組合せは、JIS 認証を取得しています。表以
外のハイトスペーサー（延長脚）とは組合せないでください。

KQ-P90H※ベッドの高さ
を、6.5cm
高くすることができます。

KQ-027A※ベッドの高さを、17cm高くすることができます。

ハイトスペーサー（延長脚）適合表
ハイトスペーサー（延長脚）● 表以外のハイトスペーサー（延長脚）と組合せた場

合は、
JIS 認証を取得していない状態となります。

● ハイトスペーサー（延長脚）（KQ-P90H）
は、
オプショ

ン脚座セット（KQ-PA0A）と組合せて使用してください。
※ハイトスペーサー（延長脚）（KQ-P90H）はベッド
付属の脚座には取付けることができません。

KQ-P90H
KQ-027A
オプション脚座セット（KQ-PA0A）

ハイトスペーサー（延長脚）（KQ-P90H）※イラストはオプション脚座セット（KQ-PA0A）とハ
イトスペーサー（延長脚）（KQ-P90H）を組合せた状
態です。
オプション脚座セット（KQ-PA0A）とハイトスペーサー（KQ-P90H）を組合せるか、ハイトスペーサー（KQ-027A）またはキャスター付ハイトスペーサー（KQ-P90CH）を取付けるとベッドサイドテーブル（KF-1920/1930/1950/1960/1970/1924/1934/1954/1964/1974/282）、リ ハ ビ リ テ ー ブ ル（KF-850/840）、端座位保持テーブル（KF-890）、床走行式電動介護リフト（KQ-781/787）を使用することができます。

57

7 適合オプション

6. キャスター付ハイトスペーサー ( 延長脚 )● キャスター付ハイトスペーサー（延長脚）を取付け

JIS認証取得
KQ-P90CH

ることにより、室内での配置換えや掃除をするときなどのベッドの移動を補助します。

● 脚座が低床位置のベッドの高さより1cm 高くなります。

● ｢  仕様 」欄（77 ～80 ペ ージ 参 照 ）で JIS 認 証 取得マークがあるベッドと表のキャスター付ハイト
スペーサー（延長脚）の組合せは、JIS 認証を取得しています。表以外のキャスター付ハイトスペーサー（延長脚）とは組合せないでください。

※ベッドの高さを、6.5cm
高くすることができます。 適合表
キャスター付ハイトスペーサー（延長脚）● 表以外のキャスター付ハイトスペーサー（延長脚）キャスター付ハイトスペーサー（延長脚）

KQ-P90CHと組合せた場合は、JIS 認証を取得していない状態となります。

7. ベッド用グリップ（スイングアーム介助バー / サイドグリップ）

JIS認証取得● ベッドの両サイドのオプション取付穴を利用して、ベッド用グリップが使用できます。

● 安全のために、使用者が転落するおそれがある場合

は、ベッド用グリップと併用して、サイドグリップ（KS-030A）
・サイドレール（KS-151Q・KS-191Qシ
リーズ）
・サイドサポートをお使いください。

オプション取付穴● 使用する方の状態に応じて、すき間を少なくした各種ソフトカバー（下記「8.ソフトカバー付ベッド用グリップ」の表を参照）をお使いください。

ベッド用グリップ● ｢  仕 様 」欄
（77 ～80 ペ ー ジ 参 照 ）で JIS 認 証

ベッド用グリップ適合表

取得マークがあるベッドと表のベッド用グリップの組合せは、JIS 認証を取得しています。表以外のベッド用グリップとは組合せないでください。

（cm）
全高

厚

ベッド取付時のベッド用グリップ

112.1 52.6
スイングアーム KS-098A
介助バー
KS-099A/B 112 52.1
サイドグリップ KS-030A
82.2 52.3

4

41

4
4

41
41

全長

● 表以外のベッド用グリップと組合せた場合は、JIS認証を取得していない状態となります。

※ベッド用グリップと同じ側で使用できるのは、サイドグリッ
プ（KS-030A）
・サイドレール（KS-151Q・KS-191Qシリーズ）・サイドサポートのみです。

8. ソフトカバー付ベッド用グリップ● ソフトカバー付ベッド用グリップは、
表のベッド用ソフトカバー付ベッド用グリップ適合表

グリップとソフトカバーのセットです。

ソフトカバー付ベッド用グリップ ベッド用グリップ ソフトカバー
KS-098A
KS-98CL
KS-098ACL
KS-030A
KS-30C
KS-030AC● 表以外のベッド用グリップとは組合せないでください。

● ソフトカバー単体でもお求めいただけます。

58

適合オプション

7

7 適合オプション
9. サイドサポート
ベッドの両サイドのオプション取付穴を利用して、サイドサポートが使用できます。
サイドサポート適合表
サイドサポート

KA-037AR/BR
KA-037AL/BL

10. 延長フレーム（ベッド延長用具）

JIS認証取得● ベッドに取付け、延長マットレス（別売）を置くこと

適合オプション

7

ベッド本体

により、ベッド全長を足側に14cm 延長でき、長身の方（170cm 後半から）にあわせたロングサイズのベッドにすることができます。
● 延長フレームは、必ず専用の延長マットレス（表）を取付け、延長マットレスに適合するレギュラーサイ
ズマットレスとあわせて使用してください。
● ｢  仕 様 」欄
（77 ～80 ペ ー ジ 参 照 ）で JIS 認 証
取得マークがあるベッドと表の延長フレームの組
合せは、JIS 認証を取得しています。表以外の延長
フレームとは組合せないでください。
● 表以外の延長フレームと組合せた場合は、
JIS 認証を取得していない状態となります。
● 延長フレームを取付ける場合は、背ボトムをレギュ
ラー、
膝・足ボトムをミニにしてください。
けい

延長フレーム※イラストはフットボードを外した状態です。

延長フレーム適合表

こく警告

延長フレーム延長フレームを取付けて使用するときは、適合する延長マットレス（別売）を使用してください。
延長フレームのすき間に身体の一部がはさまれて、けがをするおそれがあります。

59

延長マットレス

83cm幅

KQ-PA0L

KE-L113・KE-123・KE-553L

91cm幅

KQ-PA2L

KE-L111・KE-121・KE-551L

7 適合オプション

11. オーバーテーブル / アジャストテーブル
オーバーテーブル / アジャストテーブルはベッドサイ
ドレールの上に載せて使用してください。
オーバーテーブル/アジャストテーブル適合表
オーバーテーブル

アジャストテーブル

83cm幅

KQ-060M

KQ-09091cm幅

KQ-060L

KQ-09012. IV ポールホルダー
多機能ボードに取付けることで、
IVポール（KC-56：別売）
が使用できます。
IVポールホルダー適合表
IVポールホルダー
けい

KQ-PA0V

こく

警告

IVポールをご使用になる場合、IVポールホル
ダーをご使用になり、
IVポールホルダー以外には
IVポールを取付けないでください。意図せぬすき間の発生により、けがをするおそれがあります。

IV ポールホルダー（KQ-PA0V）

13. 3モーター組み換えキット

JIS認証取得● ベッド（KQ-A2＊＊＊のみ）に膝アクチュエーター

を取付け、手元スイッチを交換することにより、「らくらくモーション」「膝あげ / 膝さげ」の操作を⾏う
ことができます。

● ３モーター組み換えキットをベッドに取付けた際は、手元スイッチはRC-1090またはRC-1690を取付けて使用してください。

● ｢  仕 様 」欄
（77 ～80 ペ ー ジ 参 照 ）で JIS 認 証

取得マークがあるベッドと表の３モーター組み換えキットの組合せは、JIS 認証を取得しています。
表以外の３モーター組み換えキットとは組合せな
いでください。

3モーター組み換えキット適合表
3モーター組み換えキット

KQ-PA0B

60

膝アクチュエーター

7

適合オプション

IV ポール（KC-56）

8 適合オプションの組合せと取付位置● 正しい組合せと取付位置については、モー

適合オプションの組合せと取付位置は、下図を参照して正しく取付けてください。正しい組合せと取付位置を「〇」で、誤った組合せと取付位置を
「×」
で表して
います。
けい

ター数・サイズ（ボトム幅・長さ）
・デザイン（ボードタイプ）に関わらず全機種共通です。
※「ミニ」の場合は各オプションがボードよりとび出し、「ロング」はベッド足側に延長フレームが取付きます。

こく警告● 各オプションにソフトカバー、
クリアカ

ベッド用グリップやベッドサイドレールは、正しい組合せを確認した上でご使用ください。意図
せぬすき間の発生により、けがをするおそれがあります。

適合オプションの組合せと取付位置

8

バーおよびサクっとポケットを取付けた場
合の正しい組合せと取付位置も同じです。

● ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合せく
ださい。

1.ベッド用グリップ（スイングアーム介助バー/サイドグリップ）を使用する場合
各オプションを頭側と足側で入れ替えた場合も同様です。
●●

KS-098A
KS-099A/B

KS-098A
KS-099A/B＋● KS-098A● KS-099A/B

KS-098A
KS-099A/B＋● KS-151Q

KS-098A
KS-099A/B＋● KS-191Q

●

●

●

●

KS-098A
KS-099A/B＋● KS-161Q シリーズ
● KS-171Q シリーズ
● KS-111Q シリーズ

KS-098A
KS-099A/B＋● KS-019A

●

●

●

●

●

●

61

8 適合オプションの組合せと取付位置

KS-098A
KS-099A/B＋● KS-030A●●●

KS-030A＋● KS-191Q●

KS-030A＋● KS-151Q●

KS-030A＋● KS-030A●

8

KS-030A＋● KS-019A●

適合オプションの組合せと取付位置

KS-030A＋● KS-161Q シリーズ
● KS-171Q シリーズ
● KS-111Q シリーズ●

KS-030A

62

8 適合オプションの組合せと取付位置
2. ベッドサイドレールを使用する場合● 各オプションを頭側と足側で入れ替えた場合も同様です。

● 別シリーズのベッドサイドレールの組合せでは高さに差が生じる場合があります。

KS-161Q シリーズ
KS-171Q シリーズ
● KS-111Q シリーズ
●

●

●

●

KS-019A

適合オプションの組合せと取付位置

8KS-161Q シリーズ
KS-171Q シリーズ
● KS-111Q シリーズ＋
● KS-019A●●

KS-151Q＋● KS-019A●

KS-191Q＋● KS-161Q シリーズ
● KS-171Q シリーズ
● KS-111Q シリーズ●

KS-151Q●

KS-161Q シリーズ
KS-171Q シリーズ
● KS-111Q シリーズ＋
● KS-161Q シリーズ
● KS-171Q シリーズ
● KS-111Q シリーズ

KS-161Q シリーズ
KS-171Q シリーズ
● KS-111Q シリーズ＋
● KS-151Q

●

●

●

●

KS-151Q＋● KS-151Q

KS-191Q

KS-151Q＋● KS-191Q●●

KS-019A＋● KS-019A●

KS-191Q＋● KS-191Q

KS-191Q＋● KS-019A

●

●

63

9 マットレス
（別売）
けい

こく

警告
● マットレスを設置しない状態では、ベッドを使用しないでください。ボトムのすき間や穴に手や足の指などがはさまれて、けがをするおそれがあります。

● このベッドには、弊社が指定する適合品のマットレスを組合せてご使用ください。弊社が指定する適合品以外のマットレスと組合せると、寸法や折れ曲がりの点で適合しないだけでなく、ベッドサイドレールやベッド用グリップなどにはさまれてけがをしたり、ベッドに負担をかけて故障したりする原因となります。

適合マットレス
一般用マットレス
ベッドサイズ

ミニサイズ
83cm幅

レギュラーサイズ

91cm幅

マットレスサイズ

83cm幅

91cm幅

幅×長さ
（cm）

厚
（cm）

83×18091×18083×191

91×191

KE-5531Q

KE-5511Q

KE-553Q

KE-551Q

8－－

KE-253KE-2518

清拭タイプ

KE-774SQ

KE-772SQ

KE-773SQ

KE-771SQ

通気タイプ

KE-774TQ

KE-772TQ

KE-773TQ

KE-771TQ

清拭タイプ

－

－

KE-543S

KE-541S

通気タイプ

KE-544T

KE-542T

KE-543T

KE-541T

ポケットコイルマットレス－－

RB-ZA83P

RB-ZA91P

13.5

クレーターマットレス－－

KE-763

KE-7619

ウレタンフォームマットレス
ストレッチスリムマットレス
エバーリーフ7マットレス

64

7
7

9

マットレス
（別売）

品名
プレグラーマットレス

9 マットレス（別売）
体圧分散マットレス
ベッドサイズ

ミニサイズ
83cm幅

レギュラーサイズ

91cm幅

マットレスサイズ
品名
コンフォケアマットレス
ストレッチフィットマットレス

3

エバープラウドマットレス

マットレス
（別売）

9

アクアフロートマットレス
エアマットレスここちあ結起

91×18083×191

91×191－－

KE-813KE-811

KE-784SQ

KE-782SQ

KE-783SQ

KE-781SQ

KE-784TQ

KE-782TQ

KE-783TQ

KE-781TQ――

KE-533

KE-531

ドライタイプKE-614UQ

KE-612UQ

KE-613UQ

KE-611UQ

清拭タイプ

KE-614SQ

KE-612SQ

KE-613SQ

KE-611SQ

通気タイプ

KE-614TQ

KE-612TQ

KE-613TQ

KE-611TQ

ドライタイプKE-624UQ

KE-622UQ

KE-623UQ

KE-621UQ

清拭タイプ

KE-624SQ

KE-622SQ

KE-623SQ

KE-621SQ

通気タイプ

KE-624TQ

KE-622TQ

KE-623TQ

KE-621TQ－－

KE-803A

KE-801A

厚
（cm）
8.5
9
9
10

13
15

清拭タイプ

KE-794SQ

KE-792SQ

KE-793SQ

KE-791SQ

通気タイプ

KE-794TQ

KE-792TQ

KE-793TQ

KE-791TQ

清拭タイプ

－

－

KE-833Q

KE-831Q

通気タイプ

KE-8431Q

KE-8411Q

KE-843Q

KE-841Q

3D※KE-934QS

KE-932QS

KE-933QS

KE-931QS

15－－

KE-953M

KE-951M

13

清拭タイプ

KE-974S

KE-972S

KE-973S

KE-971S

通気タイプ

KE-974T

KE-972T

KE-973T

KE-971T

エアマットレスここちあ風香
エアマットレスここちあ利楽

83×180清拭タイプ

マキシーフロートマットレス ※ストレッチグライドマットレス

91cm幅

通気タイプ

エバーリーフマットレス
エバーフィットC マットレス

83cm幅

幅×長さ
（cm）

12.5
12

13

※マキシーフロートマットレス・エアマットレスここちあ結起3Dとベッドサイドレール・ベッド用グリップを併用する場合は、
KS-171Qシリーズ・KS-111Qシリーズ・KS-019A・KS-098A・KS-099A/B・KS-030A をご使用ください。ベッドサイドレール・
ベッド用グリップについては、「7適合オプション」
をご覧ください。
● 詳細な取扱いは、
マットレスに添付されている取扱説明書をご覧ください。
● マットレスはベッドの幅・長さにあわせたものをご使用ください。
● 仕様変更などにより、この取扱説明書の記述と一部異なる場合があります。ご不明な点は販売店または直接弊社までお問い合せください。

65 電動介護リフト（床走行式リフト）を使用するときのご注意
電動介護リフトは、
ベッドから車いすへの移乗など、さまざまな移乗動作を補助する製品です。
けい

こく

警告

● 電動介護リフトに添付されている取扱説明書をお読みください。誤った使いかたをすると、思わぬけがをするおそれがあります。
● ベッド操作時および電動介護リフト操作時は、電動介護リフトの周囲に注意してください。
ベッドとハンガーの間にはさまれたり、ハンガーに当たったりしてけがをするおそれがあります。
ブームやハンガーが人に当たってけがをしたり、ベッドや家具などに当たり破損したりするおそれがあります。
ハンガーフックがベッドサイドレールなどに引っ掛かり、電動介護リフトやベッドサイドレールなどが破損・変形するおそれがあります。
ベッドと電動介護リフトの脚部やアクチュエーター部などが当たり、破損・変形するおそれがあります。
● 電動介護リフトの脚をベッドの下に差込んでいるときは、
電動介護リフトのキャスターのロックを掛けないでください。ベッド操作のときに、ベッドと電動介護リフトの脚部やアクチュエーター部などが当たると、電動介護リフトが転倒してけがをしたり、ベッドや電動介護リフトが破損・変形したりするおそれがあります。
● 電動介護リフトの脚をベッドの下に差込むときは、
電源コードを踏んだり乗り越えたりしないでください。電源コードが破損して、感電・火災のおそれがあります。
●

●

●

●

ブーム

ハンガーフック

ちゅう

KQ-781

ハンガー

注意● 下図は、
電動介護リフトの使用範囲を示して部分は使用不可）。下図の範います（囲外で使用すると、
電動介護リフトが破損・変形するおそれがあります。

● ベッドにベッドサイドレールやベッド用グリップなどを併用する（設置している）場合、ベッドの高さが最高高さ付近では、電動介護リフトを使用できません。

脚

電動介護リフト適合表
電動介護リフト

前輪キャスター

電動介護リフトKQ-781・KQ-787● 電動介護リフトを使用する際は、オプショ

ン脚座セット（KQ-PA0A）とハイトスペーサー（KQ-P90H）の組合せ、ハイトスペーサー（KQ-027A）またはキャスター付ハイ
トスペーサー（KQ-P90CH）を使用してください。このベッドに付属の脚座またはキャスター（KQ-P90C）を使用している場
合、
ベッドとの併用はできません。
● 仕様変更などによりこの取扱説明書の記述と一部異なる場合があります。ご不明
な点は販売店または直接弊社までお問い
合せください。
66

116cm
ハイト
ハイト
スペーサー （この範囲で使用してください） スペーサー
ベッドに接触するため使用できません。

10

電動介護リフト︵床走行式リフト︶を使用するときのご注意

アクチュエーターい 定期点検と日常のお手入れ
1. 定期点検について消毒のしかた

ベッドを安全にご使用いただくために、1年に1回は定期的に点検してください。使用の頻度や環境により製品は摩耗・劣化します。定期的に各部のゆるみ、可動部の動作、破損の有無などを点検してください。

下記の消毒剤を、指定の濃度、消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。

●● 点 検 項 目 は、
131～139 ペ ー ジ「4検」
を参照してください。

組立後の点●● 異常が認められた場合や詳しい点検を希望される

消 毒 剤

指定の濃度

消毒用エタノール

76.9 ～ 81.4％

塩化ベンザルコニウム（オスバンなど）

0.05 ～ 0.2％

塩化ベンゼトニウム（ハイアミンなど）

0.05 ～ 0.2％

グルコン酸クロルヘキシジン（ヒビテンなど） 0.05%

場合は、パラテクノコールセンター（153 ページ参照）
までお問い合せください。

次亜塩素酸ナトリウム（ミルトンなど）

0.02 ～ 0.05％● 別の方がベッドを使用する前には、ベッドを消毒することをおすすめします。

● オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器など

2.日常のお手入れについてには対応できません。

ベッドを快適にご使用いただくためには、日常のお手入れが大切です。下記の要領で、ベッドを清潔にして
ください。
けい

ちゅう

い

注意
● 揮発性のもの（シンナー、ベンジン、ガソリンなど）やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。

こく警告● お手入れするときは、
電源プラグをコンセント

ちゅう

シンナー

ショートして感電するおそれがあります。

ベンジン● ベッドに水をかけて掃除しないでください。

ガソリンから抜いてください。誤操作により、はさまれてけがをするおそれがあります。

中性洗剤

定期点検と日常のお手入れ

11● 消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質のおそれが
あります。

い

注意

● 中性洗剤を使用した場合は、
その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂の部分が割れるおそれがあります。

お手入れするときは、ベッド各部の突起部分でけがをしないように注意してください。

ベッド本体の汚れの落としかた

オプションのお手入れについて

1●⽔で薄めた中性洗剤にひたした布を、よくしぼって拭いてください。

各オプションに添付されている取扱説明書の指示に従ってください。

2●⽔にひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭
き取ってください。

マットレスのお手入れについて

3●乾いた布で残った⽔分を拭き取ってください。

マットレスに添付されている取扱説明書の指示に従ってください。

67 故障かな？と思ったら●● 故障でない場合がありますので、修理を依頼される

けい●● チェック・処置をしても正常に動作しない場合は、

ただちにベッドの使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはパラテクノコールセンター（153 ページ参照）まで修理をご依頼ください。

●● 以下の症状により、電動で背さげをできない場合

こく

警告

前にもう一度、
以下の項目をチェックしてください。

地震・火災・水害などで被災したベッドは、販売店
またはパラテクノコールセンター（153 ページ
参照）
まで点検・修理をご依頼ください。電装品のショートや漏電による感電・火災、ベッドの変形による動作の異常によって、けがをするおそれがあります。

は、手動またはスマートハンドルで背さげを⾏ってください。
（70 ～ 74 ページ参照）●● 故障や一時的異常の場合は、表示パネルにエラー

コードが表示されることがあります。エラーコー
ドを確認してください。

エラーコード
電源ランプ

状態
（症状）

手元スイッチの電源ランプ

消灯

手元スイッチのエラーコード

置

参照
ページ
－

－

電源プラグはコンセントに差込んでいるが、手元スイッ コンセントに他の電気機器を接続して、電気チの電源ランプが消えてい がきていることを確認してください。
ませんか?

－

－

押した操作ボタンの操作選
操作禁止ボタンを操作して、操作ボタンを択ランプが消えていません
有効（操作可能）にしてください。
か?

44－

一度操作ボタンを押すことで、電源が「ON」
手 元 ス イッチ の 電 源 がになります。もう一度、操作ボタンを押し 22「OFF」になっていませんか?
てください。
一度電源プラグを抜いて、手元スイッチの電源ランプが消えたことを確認して、もう一度コンセントに差直してください。

－

U0

操作ボタンを押したまま、電源プラグをコンセントに 押されている操作ボタンを離してください。
差込みませんでしたか ?

－U1

可動部分に障害物はありま 障害物を取除いてから操作を行ってくださ
せんか ?
い。

－

手元スイッチのコネクター 手元スイッチコネクターをコントロールが抜けかけていませんか ? ボックスから抜いて、差直してください。

104

U2

U3

－

通信状態の異常を知らせる保護機能が働
ベッド上で電子治療器など いたと思われます。故障ではありません。
－
を使用していませんか ?
電子治療器などを使用するときは、電源プ
ラグを抜いてから使用してください。
－➡次ページに続く
68

一度電源プラグを抜いて、手元スイッチの電源ランプが消えたことを確認して、もう一度コンセントに差直してください。

－

12

故障かな と思ったら電源プラグはコンセントに 電源プラグをコンセントに差込んでくだ
差込まれていますか ?
さい。

常時、
赤で
H3・H5・
速い点滅
H6・H7・
操作ボタンを押し（0.2秒ごと）
H8・H9てもベッドが動作

ボ タンを 押したときだけ赤で遅い点
滅（1秒ごと）

処

－

緑で点灯

しない

チェック

?

 故障かな？と思ったら状態（症状）

手元スイッチの 手元スイッチの電源ランプ
エラーコード

U4

ボタンを押
したときだ
け赤で遅い
操作ボタンを押し 点滅てもベッドが動作 (１秒ごと)
しない

U5

U9

チェック

故障かな と思ったら

12

?

－

置

参照
ページ

連続運転しましたか ?
（アクチュエーターを連続運転 20 ～ 57 分間放置してください。
（放置せすると、運転時間制限が働 ずに操作すると、再度エラーコードが表示
き、動作が停止することが されます）
あります）

－

一度電源プラグを抜いて、手元スイッチの電源ランプが消えたことを確認して、もう一度コンセントに差直してください。

－－

アクチュエーターのコネク アクチュエーターのコネクターを差直し 112～113
ターが外れていませんか ? てください。
動作が停止した状態で、長い間（30 秒以上）ボタンを ボタンを離してから再度操作してください。
押し続けていませんか ?

－一度電源プラグを抜いて、手元スイッチの電源ランプが消えたことを確認して、もう一度コンセントに差直してください。

－

手元スイッチのコネクター
手元スイッチコネクターをコントロール
がコントロールボックスかボックスに差込んでください。
ら抜けていませんか ?

104

ボタンを押し頭（足）の角度制限機能が働いているためで、故障でたときに膝（背）がさがりまはありません。
したか ?

25

－

消灯

処

操作したボタンと異なる部位が動作 緑で点灯
する－

各ポジションが正常にとれない－－可動部分に障害物はありま
障害物を取除いてください。
せんか？

－

ベッドの移動ができない（キャスター取付時のみ）－－

キャスターがロックされてキャスターのロックを解除してください。
いませんか？

－

ボードが外れない－－

ボードストッパーが固定されていませんか？

141

アクチュエーターが正しく アクチュエーターのコネクターを外し、正 112～
配線されていますか ?
しく配線してから操作をしてください。
113

ボードストッパーの固定を解除してくだ
さい。

※修理のご依頼やお問い合せのときは、製品識別表示ラベル（84 ～ 89 ページ参照）に表示された番号もあわせてご連絡ください。

69 緊急時のベッド操作のしかた
災害などによる停電時、ベッドの故障などの緊急時に、背ボトムがさげられなくなった場合は、以下の方法
で背ボトムをさげることができます。

ちゅう

い

注意

停電以外の理由で背ボトムがさげられなくなった場合は、「  故障かな？と思ったら」（68・69 ペ ー ジ 参 照 ）に 従 っ て チ ェッ ク
を行い、ベッドが故障している場合には、販売店またはパラテクノコールセンター（153ページ参照）
までご連絡ください。

手動による背さげのしかた / 戻しかたの作業は、２人以上で行ってください。手や腕などをはさまれて、けがをするおそれがあります。

1. 手動による背さげのしかた / 戻しかた
背さげのしかた①●ベッドの電源プラグを、コンセントから抜いてく使用する工具ペンチ・プライヤー
（小）

ださい。

②●ベッドを使用する方にベッドから降りていただき、
寝具・マットレスなどをベッドから降ろしてください。

③ ヘッドボードを取外してください。（141ページ参照）

背ボトム
（頭側）

④●背ボトム（腰側）と背あげリンクを支えてください。

背ボトム（腰側）

背あげリンク

ちゅう

緊急時のベッド操作のしかた

13

い

注意
● 手動による背さげのしかた / 戻しかたの作業

は、背あげリンクをしっかり持ってください。
背あげリンクがさがり、けがをするおそれがあります。

● 背ボトム（頭側）を持って作業を行わないでください。背ボトムが不意に動き、背あげリンクなどがさがり、けがをするおそれがあります。

70 緊急時のベッド操作のしかた⑤●背アクチュエーター先端の連結ピンについているスナップピン（赤）を取外してください。

⑥●連結ピンを取外してください。連結ピンを取外すと、背あげリンクが自由に動くようになります。
取外した連結ピンは、元の状態に戻すときに使用しますので、紛失しないように保管してください。

スナップピンの抜きかた
スナップピン（赤）を、図の方向にひねり、そのまま
スナップピン（赤）の後端部を押して、ピンを抜いてください。
※ペンチで先端部をはさんで引っ掛けて作業を⾏うと、取外しが容易です。
連結ピン

スナップピン（赤）ひねる

スナップピン（赤）後端部

背アクチュエーター

緊急時のベッド操作のしかた

13⑦●背あげリンクをゆっくり降ろしてください。

背ボトム
背ボトム（腰側）
ゆっくり
降ろす
背あげリンク⑧●ヘッドボードを取付けてください。（125ページ
参照）

この作業を行ったときは、停電や故障から復帰後、元の状態に戻すまで、電源プラグはコンセントから抜いたままにしておいてください。

71 緊急時のベッド操作のしかた

戻しかた
停電時は、電源の復帰後、以下の手順でベッドを元の状態に戻し、「4● 組立後の点検」（131～139 ページ
参照）
に従って点検を⾏ってください。

背ボトム
（頭側）
背ボトム（腰側）①●ベッドを使用する方にベッドから降りていただき、
寝具・マットレスなどをベッドから降ろしてください。

② ヘッドボードを取外してください。（141ページ参照）③●背ボトム（腰側）と背あげリンクを持ちあげて、支えてください。

④●背アクチュエーターを持ち、先端の穴とブラケッ
トの穴の位置をあわせ、連結ピンを差込んで、ス
ナップピン
（赤）
で固定してください。

背あげリンク連結ピンは、手動で背さげしたときに取外したものを使用してください。

連結ピンスナップピン
（赤）
ひねる

ちゅう

い

スナップピン（赤）後端部注意● 背ボトム（頭側）を持って作業を行わないでください。背ボトムが不意に動き、背あげリンクなどがさがり、けがをするおそれがあります。

● スナップピン（赤）は、再利用しないでくださ

背アクチュエーター

い。ベッドが破損してけがをするおそれがあります。新しいスナップピン（赤）は、販売店またはパラテクノコールセンター（153 ページ
参照）
までご依頼ください。

緊急時のベッド操作のしかた

13⑤●ベッドの電源プラグをコンセントに差込んでください。

⑥●手元スイッチを操作して、背ボトムを一番下まで
さげてください。

⑦ ヘッドボードを取付けてください。（125ページ参照）72 緊急時のベッド操作のしかた
2. スマートハンドルによるベッド操作のしかた
ちゅう

い

注意
ハンドル操作時は、ベッドの電源プラグがコンセントから抜けていることを確認してください。ハンドル操作中に誤ってベッドの手元スイッチの操作ボタンが押されると、ベッドが故障するおそれがあります。
● スマートハンドル（KQ-P70S: 別売）をベッドに取付けることにより、「背あげ / 背さげ」
「膝あげ / 膝さげ」「高ささげ」の操作を行うことができます。

● スマートハンドルの収納ケース内に、スマートハンドルの取扱説明書が同梱されています。そちらもあわせてご覧ください。

● スマートハンドルは停電時やベッドの故障などの緊急時に、すぐに使用できるよう収納ケースに保※管してください。
※故障内容によっては、スマートハンドルによる操作ができない場合があります。

●

楽匠プラスシリーズは、収納ケースをベッドのフレームに取付けることはできません。

1. スマートハンドルの取付けかた・取外しかた【スマートハンドルの取付けかた】①●ベッドのコントロールボックスのスマートハンド

コントロールボックス

ル差込部（シール：赤）のキャップを取外してくだ
さい。

キャップ

②●スマートハンドルのコネクターを、ベッドのコン
緊急時のベッド操作のしかた

13

トロールボックスの差込部（シール：赤）に差込んでください。

シール（赤）
スマートハンドル
外す
差込部

差込む
マークバンド（赤）③●コネクターキャップを「カチッ」と音がするまで時

凹部
コネクター

計回りに回してください。

【スマートハンドルの取外しかた】① 使用後は取付けと逆の手順でスマートハンドルを取外し、収納ケースに入れて保管してください。
取外したキャップは、コントロールボックス保
護のために、
必ず元通りに取付けてください。

73「 カ チ ッ」と 音がするまで時
計回りに回す凸部
コネクターキャップ 緊急時のベッド操作のしかた

2. 操作のしかた①●切換スイッチを操作したい位置にスライドさせてください。

背あげ/背さげ

膝あげ/膝さげ

高ささげ

切換スイッチ

切換スイッチ

スライドさせる

切換スイッチ

スライドさせる

スライドさせる②●ハンドルグリップを回すとベッドが動きます。
ハンドルグリップを回す方向

A

B

B

頭

背があがる

背がさがる

足

膝がさがる

膝があがる

高さ

－

高さがさがるA

切換スイッチの「高さ」の下側に「頭側さげ」と記載されていますが、ベッドの高さがさがります。

ハンドルグリップ

緊急時のベッド操作のしかた

1374 長期保管と移動( 移設 )1. 長期保管
長期にわたりベッドを使用しない場合

分解して保管する場合●● 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けて●● ベッドの分解は、販売店にご依頼されることをおすください。
● 温度－10 ～ 50 ℃、湿度 30 ～ 90％ RHの環境で保管してください。

すめします。

●● お客様でベッドを分解される場合は、「5● ベッドの分解方法」（140 ～152 ページ参照）に従って分解し、保管してください。

●● 取扱説明書は、紛失しないように大切に保管してください。

※使用を再開する場合は、「3● ベッドの組立方法」（98～130ページ参照）に従って正しく組立てた後、「4●組立後の点検」（131～139ページ参照）に従って点検してください。

組みあがった状態でベッドを保管する場合●● 背ボトム、
膝・足ボトムを⽔平にしてください。
●● ベッドの高さを最低高さまでさげてください。
●● ベッドの上にはマットレス以外のものを載せないでください。

・・●● ベッドは壁に立て掛けたりせず、
⽔平なゆかに⽔平のまま保管してください。

●● 電源プラグをコンセントから抜いて、
電源コードをはさんだり踏んだりしない場所に束ねておいてください。

長期保管と移動 移( 設

14

)

75

 長期保管と移動(移設)

2. 移動
（移設）
組みあがった状態でベッドを移動
（移設）
する場合
● 背や腰などを痛めないように、
少なくとも4 人で運んでください。
● ベッドを使用している方にベッドから降りていただ
き、寝具、マットレスを降ろし、オプション（ベッドサイ
ドレール、
ベッド用グリップなど）を取外してください。
● 棚ユニットの上にものがない状態にしてください。
( 棚付ボードタイプのみ )● 棚付ボードの電源コードをコンセントから外してください。( 棚付ボードタイプのみ )● オプション受がしっかりと固定されていることを確認し、頭側フレームと足側フレームのオプション
受中央部（オプション取付穴の間）のフレーム部を持って運んでください。
● 手元スイッチ、
電源コード、電源プラグを破損や傷から守るために、束ねてベッド本体に固定して運んでください。

けい

こく

警告
● 移動
（移設）
するときは、オプション受のツメを本体の四角い穴に入れ、ノブナットでしっかりと固定した状態で持ってください。オプショ
ン受ががたついたり外れたりして、けがをす
るおそれがあります。

● 指定の場所以外を持って、持ちあげたり運ん

だりしないでください。ベッドが破損し、けがをするおそれがあります。
ちゅう

い

注意

● オプション受のカバー上部や両端を持つと、カバーが破損してけがをするおそれがあります。

● オプション受を持つときは、
カバー裏面の突起部分に指などを触れないでください。けがをするおそれがあります。

● 棚ユニットを持って、ベッドを移動させないでください。棚ユニットやボードが破損する
おそれがあります。

● キャスターを使用する場合は、
段差や傾斜のオプション受
オプション受

オプション受の中央部を持つ

)

四角い穴

14

長期保管と移動 移( 設ある路面での移動は避けてください。故障の・ ・
原因となります。ベッドの部品とゆかとのす
・ ・
き間が少ないため、ゆかを傷つけるおそれがあります。やむを得ない場合は、ベッドをできる
だけゆっくりと動かして移動させてください。

分解して移動（移設）
させる場合※使用を再開する場合は、「3● ベッドの組立方法」（98～130 ペ ー ジ 参 照 ）に 従 っ て 正 し く 組 立 てた後、「4● 組立後の点検」（131～139ページ参照）
に従って点検してください。

● ベッドの分解は、販売店にご依頼されることをおす

すめします。

● お客様でベッドを分解される場合は、「5● ベッドの分解方法」（140 ～152 ページ参照）に従って分解
してください。

76 仕様
1. ベッド本体
背･ひざ･高品番
レギュ
83 幅 ラー /ミニ

JIS認証取得

寸法(cm)
製品質量(kg)
品番 JIS認証取得

レギュ
91幅 ラー /ミニ
電源コード長さ

寸法(cm)
製品質量(kg)

ボード電源コード長さ

モーター数
手元スイッチ
ボード
ボトム
頭側フ
本体
レーム /
オプション受足側フカバー
レーム
ベースフレーム
最大利用者体重
安全動作荷重※1
最大マットレス厚※2
動作保証条件温度 / 湿度
背あげ傾斜角度 / 所要時間
動作
膝あげ傾斜角度 / 所要時間
範囲
昇降高さ調節量 / 所要時間※3
耐用期間（予想耐用期間）

主な
材質

仕様

15

KQ-A31＊0

KQ-A31＊1

KQ-A31＊7
a.92.4b.218.9[ミニa.92.4b.212.4[ミニ 201.4]c.125.1
207.9]c.125.1d.21～
d.21～ 64.5[ 超低床15 ～ 58.5]e.40.6f.40.6
64.5[ 超低床15 ～ 58.5]
※5※5e.42.3 f.40.6
79
81.5
KQ-A33＊0 KQ-A33＊1 KQ-A33＊2 KQ-A33＊3
KQ-A33＊7
a.99.4[ 格納 92.4]
a.99.4[ 格納 92.4]b.212.4[ミニ 201.4]c.125.1
b.218.9[ミニ 207.9]
c.125.1d.21～64.5[超低床d.21～ 64.5[ 超低床15 ～ 58.5]e.40.6f.40.6※5※5
15～58.5]e.42.3 f.40.6
8183.5
有効長さ3m棚ユニットが頭側・コンセントが頭側にある場合 / 棚ユニッ
トが足側・コンセントが足側にある場合有効長さ2.5m－
棚ユニットが足側・コンセントが頭側にある場合 / 棚ユニッ
トが頭側・コンセントが足側にある場合有効長さ0.5m
3モーター
10ボタン
BluetoothLowEnergy
（BLE）
対応
ポリプロピレン
ポリプロピレン
ポリプロピレン
ポリウレタン系シート
ポリプロピレン
スチール製…電着・粉体塗装仕上げ（一部樹脂成形品）

KQ-A31＊3

ポリプロピレン
（KQ-A310＊,KQ-A330＊）、
ポリプロピレン・ポリウレタン系シート
（KQ-A311＊,KQ-A312＊,KQ-A313＊,KQ-A331＊,KQ-A332＊,KQ-A333＊）
スチール製…電着・粉体塗装仕上げ（一部樹脂成形品）
138kg
174kg(1700N)
14(15cm)
10 ～ 40 ℃ /30 ～ 75％ RH
0 ～ 75 ° [+7.5 ° ,-5 ° ]/33 秒
（普通）
・25 秒
（速い）
0 ～ 30±3 ° /12 秒
（普通）
・9 秒
（速い）
43.5cm/42 秒
（普通）
・30 秒
（速い）
8 年[自己認証（当社データ）による]※ただし消耗部品は除く

各部の寸法
a ～ f の 寸 法 は、上 記 お よ び 77 ～ 80 ペ ー ジ の 表に記載しています。
be

KQ-A31＊2

項

目

箇

所

a 全幅

最大外形寸法[オプション受格納時寸法 ]b 全長

最大外形寸法c 脚座間の長さ

脚座の中心間長さd ボトムの高さ

ゆか～ボトム上面（最低高さ～最高高さ）

・・

e ヘッドボード高さ ボトム上面～ヘッドボード上端
f フットボード高さ ボトム上面～フットボード上端

d
c

f
a

77

 仕様

背･高 ※KQ-A4＊＊＊(＊)を使用した場合、重量・モーター数は（*）の数値になります。
品番レギュ
83 幅 ラー /ミニ

JIS 認証取得

寸法(cm)

KQ-A21＊0/ KQ-A21＊1/ KQ-A21＊2/ KQ-A21＊3/
KQ-A41＊0 KQ-A41＊1 KQ-A41＊2 KQ-A41＊3

KQ-A21＊7/
KQ-A41＊7

a.92.4b.212.4[ミニ 201.4]c.125.1
d.21～ 64.5[ 超低床15 ～ 58.5]e.40.6f.40.6

a.92.4b.218.9[ミニ207.9]c.125.1d.21～
64.5[ 超低床15 ～ 58.5]
※5※5e.42.3 f.40.6

78/79（*）

80.5/81.5（*）

KQ-A23＊0/ KQ-A23＊1/ KQ-A23＊2/ KQ-A23＊3/
KQ-A43＊0 KQ-A43＊1 KQ-A43＊2 KQ-A43＊3

KQ-A23＊7/
KQ-A43＊7

a.99.4[ 格納 92.4]b.212.4[ミニ 201.4]c.125.1
d.21～ 64.5[ 超低床15 ～ 58.5]e.40.6f.40.6

a.99.4[ 格納 92.4]
b.218.9[ミニ 207.9]
c.125.1d.21～64.5[ 超低床※5※515～58.5]e.42.3 f.40.6

80/81（*）

82.5/83.5（*）

製品質量(kg)
品番レギュ
91幅 ラー /ミニ

JIS 認証取得

寸法(cm)
製品質量(kg)

電源コード長さ

有効長さ3m

ボード電源コード長さ

棚ユニットが頭側・コンセントが頭側にある場合 / 棚ユニット
が足側・コンセントが足側にある場合有効長さ2.5m－

棚ユニットが足側・コンセントが頭側にある場合 / 棚ユニット
が頭側・コンセントが足側にある場合有効長さ0.5m

モーター数

2モーター /3モーター(*)

手元スイッチ

6ボタン
BluetoothLowEnergy
（BLE）
対応
ポリプロピレンボード

ポリプロピレン
ポリウレタン系シート

ボトム
主な
材質

頭側フ
レーム /
足側フ
レーム

ポリプロピレン本体

スチール製…電着・粉体塗装仕上げ（一部樹脂成形品）

オプション受カバー

ポリプロピレン
（KQ-A210＊,KQ-A410＊,KQ-A230＊,KQ-A430＊）、
ポリプロピレン・ポリウレタン系シート（KQ-A211＊,KQ-A212＊,KQ-A213＊,
KQ-A411＊,KQ-A412＊,KQ-A413＊,KQ-A231＊,KQ-A232＊,KQ-A233＊,
KQ-A431＊,KQ-A432＊,KQ-A433＊）

ベースフレーム

スチール製…電着・粉体塗装仕上げ（一部樹脂成形品）
138kg

安全動作荷重※1

174kg(1700N)

最大マットレス厚※2

動作範囲

14(15cm)

温度 / 湿度

10 ～ 40 ℃ /30 ～ 75％ RH

背あげ傾斜角度 / 所要時間

0 ～ 75 ° [+7.5 ° ,-5 ° ]/33 秒
（普通）
・25 秒
（速い）

膝あげ傾斜角度 / 所要時間

0 ～14±2（背膝連動時）°
/-

昇降高さ調節量 / 所要時間※3

43.5cm/42 秒
（普通）
・30 秒
（速い）

耐用期間
（予想耐用期間）8 年[自己認証（当社データ）による]※ただし消耗部品は除く

78

15

仕様

最大利用者体重動作保証条件

ポリプロピレン

 仕様
背
品番
レギュ
83 幅 ラー /ミニ

JIS 認証取得

寸法(cm)

KQ-A11＊0

レギュ
91幅 ラー /ミニ

JIS 認証取得

寸法(cm)

KQ-A11＊2

78

80.5

KQ-A13＊0

KQ-A13＊1

KQ-A13＊2

KQ-A13＊3

a.99.4[ 格納 92.4]
b.218.9[ミニ 207.9]
c.125.1d.21[ 超低床15]
※5※5
e.42.3 f.40.6

80

82.5
有効長さ3m

ボード電源コード長さ

棚ユニットが頭側・コンセントが頭側にある場合 / 棚ユニット
が足側・コンセントが足側にある場合有効長さ2.5m－

棚ユニットが足側・コンセントが頭側にある場合 / 棚ユニット
が頭側・コンセントが足側にある場合有効長さ0.5m

モーター数

2モーター

手元スイッチ2ボタン
BluetoothLowEnergy
（BLE）
対応

ボード

ポリプロピレン

ポリプロピレン
ポリウレタン系シート

ボトム
頭側フ
レーム /
足側フ
レーム

ポリプロピレン
スチール製…電着・粉体塗装仕上げ（一部樹脂成形品）

オプション受カバー

ポリプロピレン
（KQ-A110＊,KQ-A130＊）、
ポリプロピレン・ポリウレタン系シート
（KQ-A111＊,KQ-A112＊,KQ-A113＊,KQ-A131＊,KQ-A132＊,KQ-A133＊）
スチール製…電着・粉体塗装仕上げ（一部樹脂成形品）

最大利用者体重138kg

安全動作荷重※1

174kg(1700N)

最大マットレス厚※2

仕様

動作
範囲

ポリプロピレン

本体

ベースフレーム

動作保証条件KQ-A13＊7

a.99.4[ 格納 92.4]b.212.4[ミニ 201.4]c.125.1
d.21[ 超低床15]e.40.6f.40.6

電源コード長さ

主な
材質

KQ-A11＊7
a.92.4b.218.9[ミニ207.9]c.125.1
d.21[ 超低床15]
※5※5e.42.3 f.40.6

製品質量(kg)

15

KQ-A11＊3

a.92.4b.212.4[ミニ 201.4]c.125.1
d.21[ 超低床15]e.40.6f.40.6

製品質量(kg)
品番

KQ-A11＊1

14(15cm)

温度 / 湿度

10 ～ 40 ℃ /30 ～ 75％ RH

背あげ傾斜角度 / 所要時間

0 ～ 75 ° [+7.5 ° ,-5 ° ]/33 秒
（普通）
・25 秒
（速い）

膝あげ傾斜角度 / 所要時間

0 ～14±2（背膝連動時）
°
/-

耐用期間
（予想耐用期間）8 年[自己認証（当社データ）による]※ただし消耗部品は除く

79

 仕様

高
品番
レギュ
83 幅 ラー /ミニ

JIS 認証取得

寸法(cm)

KQ-A01＊0

レギュ
91幅 ラー /ミニ

JIS 認証取得

寸法(cm)

KQ-A01＊2

KQ-A01＊3

a.92.4b.218.9[ミニ207.9]c.125.1d.21～
64.5[ 超低床15 ～ 58.5]
※5※5e.42.3 f.40.6

78

80.5

KQ-A03＊0

KQ-A03＊1

KQ-A03＊2

KQ-A03＊3

a.99.4[ 格納 92.4]
b.218.9[ミニ 207.9]
c.125.1d.21～64.5[ 超低床※5※515～58.5]e.42.3 f.40.6

80

82.5

電源コード長さ

有効長さ3m

ボード電源コード長さ

棚ユニットが頭側・コンセントが頭側にある場合 / 棚ユニット
が足側・コンセントが足側にある場合有効長さ2.5m－

棚ユニットが足側・コンセントが頭側にある場合 / 棚ユニット
が頭側・コンセントが足側にある場合有効長さ0.5m

モーター数

2モーター

手元スイッチ2ボタン
BluetoothLowEnergy
（BLE）
対応

ボード

ポリプロピレン

ポリプロピレン
ポリウレタン系シート

ボトム
頭側フ
レーム /
足側フ
レーム

ポリプロピレン
スチール製…電着・粉体塗装仕上げ（一部樹脂成形品）

オプション受カバー

ポリプロピレン
（KQ-A010＊,KQ-A030＊）、
ポリプロピレン・ポリウレタン系シート
（KQ-A011＊,KQ-A012＊,KQ-A013＊,KQ-A031＊,KQ-A032＊,KQ-A033＊）
スチール製…電着・粉体塗装仕上げ（一部樹脂成形品）

最大利用者体重138kg

安全動作荷重※1

174kg(1700N)

最大マットレス厚※2

14(15cm)

温度 / 湿度

昇降高さ調節量 / 所要時間※3

耐用期間（予想耐用期間）

10 ～ 40 ℃ /30 ～ 75％ RH
43.5cm/42 秒
（普通）
・30 秒
（速い）
8 年[自己認証（当社データ）による]※ただし消耗部品は除く

80

15

仕様

動作
範囲

ポリプロピレン

本体

ベースフレーム

動作保証条件KQ-A03＊7

a.99.4[ 格納 92.4]b.212.4[ミニ 201.4]c.125.1
d.21～ 64.5[ 超低床15 ～ 58.5]e.40.6f.40.6

製品質量(kg)

主な材質

KQ-A01＊7

a.92.4b.212.4[ミニ 201.4]c.125.1
d.21～ 64.5[ 超低床15 ～ 58.5]e.40.6f.40.6

製品質量(kg)
品番

KQ-A01＊1

 仕様
2. 電装品
リニアアクチュエーター
（DCモーター）
電源電圧、
周波数AC100V、
50/60Hz

消費電力

背あげ：45W 以下 膝あげ：30W 以下 高さ調節：160W 以下

待機電力

2W 以下

最大連続使用時間

3分（休止時間57 分※4）

動作音

65dB 以下※1) 安全動作荷重：ベッドを安全に使用できる荷重。
（利用者体重とマットレスやオプションなどの付帯物の合計荷重）
※2)ベッドサイドレール（KS-151Q・161Q・191Qシリーズ）
使用時に適合する弊社製の最大マットレス厚。
（ ）寸法は、ベッドサイドレール（KS-171Q・111Qシリーズ・KS-019A）、ベッド用グリップ（KS-098A・KS-099A/B・
KS-030A）
使用時に適合する弊社製の最大マットレス厚。
注）JIS 規格を満たす最大マットレス厚は以下の通りです。
● KS-151Q・
161Q・191Qシリーズ：15cm● KS-098A・KS-099A/B・KS-030A・KS-111Qシリーズ：
18cm● KS-171Qシリーズ・KS-019A：21cm※上記製品を組合せて使用する場合は、寸法が小さいものを基準にしてください。
※KS-151Q・161Q・191Q・171Q・111Qシリーズの詳細につきましては、
55 ページの「適合表」
を参照してください。
・ ・※3)所要時間はあげるときの時間です。さげるときに、ゆかからボトム上面までの高さが 36cm( 超低床時：30cm)に達した時
点で安全性確保のため警告音が鳴り一旦停止します。

再度、
高ささげボタンを押すと警告音を繰り返し鳴らしながら低速で最低高さまでさがるため、所要時間は異なります。
※4)ベッドを最大連続使用時間（3 分）動作させた場合、電装品を加熱から保護するための時間。
※5)棚ユニット（ボード A）
を頭側に取付けた場合の高さです。

仕様

15

81

組立・分解方法

この製品について

IND E X

もくじ

1

組立後の点検 …………131～139
ベッドの分解方法 ………… 140

各部の名称 ……………………… 83
梱包部品の確認 ……………… 84
梱包部品の確認………………………………… 84 ～ 89

1. 分解作業前の準備 ………………………… 140

ユニットの組合せとJIS の適合について…… 90 ～ 97

2. ヘッドボードとフットボードの取外し… 141

ベッドの組立方法…………… 98

2-1. ヘッドボードの取外し …………………… 141
2-2.フットボードの取外し …………………… 141

1. ベースフレームの設置 ……………………… 98

2-3. 棚付ボードの取外し ……………………… 141

1-1. ベースフレームの分解 ……………………… 98

2-4. 棚ユニットの取外し ……………………… 141

1-2. ベースフレームの組立て …………………… 99

3. マットレス止めの取外し ………………… 142

1-3.ベースフレームの設置……………………… 99

4. ボトムの取外し …………………………… 142

2. 脚座の取付け ……………………… 100 ～103

5. ケーブル・コード類の配線の取外し …… 145

5. 頭側フレームの取付け ……………… 110・111

5-1.電源コードの配線の取外し ……………… 145

5

5-2. 背アクチュエーターの配線の取外し …… 146

6. ケーブル・コード類の配線 ……………… 112

5-3.ハイローアクチュエーターの配線の取外し … 147

6-1. ハイローアクチュエーターの配線 ……… 112

6. 背膝連動幹の取外し …… 148（足側フレーム QA2＊＊＊F のみ）

6-2. 背アクチュエーターの配線 ……………… 113
6-3.電源コードの配線 ………………………… 114

7. 頭側フレームの取外し …………………… 149

7. 背膝連動幹の取付け
 …… 115（足側フレーム QA2＊＊＊F のみ）

8. 足側フレームの取外し ……………… 150・151

8. オプション受の調節（ボトム幅 91㎝のみ）… 116

9. ベースフレームの分解…………………… 152

9. ボード受金具の調節 ……………………… 117

10. 脚座の取外し ……………………………… 152

10. ボトムの取付け …………………………… 118

11. 付属部品と分解したユニットの保管…… 152

11. ボトム長さの切換え ……………………… 122

4

4-2. 背ボトムの取外し ………………………… 144

4. 足側フレームの取付け …………… 106 ～109

10-2. 膝・足ボトムの取付け …………… 119 ～121

3

4-1. 膝・足ボトムの取外し………………… 142・143

3. 手元スイッチコードの配線………… 104・105

10-1. 背ボトムの取付け…………………… 118・119

2

アフターサービス ……………… 153
アフターサービス

11-1. 背ボトムの場合…………………………… 122
11-2. 膝・足ボトムの場合 ……………………… 123

12. マットレス止めの取付け ………………… 124
13. ヘッドボードとフットボードの取付け… 125
13-1. ヘッドボードの取付け…………………… 125
13-2.フットボードの取付け…………………… 125

14. 棚付ボード（QA0107B/QA0307B）の取付け … 126
14-1. 棚ユニットの取付け………………… 126・127
14-2. 棚付ボードの取付け …………………… 127
14-3.電源コードの配線 ………………… 128・129
14-4.ケーブルクランプの取付け……………… 13082

₁ 各部の名称
このマークの数字は、説明のあるページを示しています。

各部の名称

1

● ボード

● ボード

［
125 ページ］※多機能ボードです。
に棚付ボードがあります。
他に棚付ボードがあります。

［
125ページ］※多機能ボードです。
他に棚付ボードがあります。

● ボード取付金具［

125 ページ］● 膝・足ボトム［

119 ～ 121ページ］● マットレス止め● 背ボトム［［124 ページ］

118・119 ページ］

● 頭側フレーム［

110・111ページ］● 手元スイッチ［● 電源コード［

114 ページ］● ベースフレーム［● 足側フレーム

98・99 ページ］［

● コントロールボックス［

104・105 ページ］

106 ～ 109 ページ］

112・113 ページ］

電源コードのコネクター差込部
スマートハンドルのコネクター差込部● 脚座［● ボード受金具● オプション受［［100 ページ］

116 ページ］

QA2 ＊＊＊ F のみ

アクチュエーター
ケーブルのコネクター差込部

手元スイッチのコネクター差込部● 背膝連動幹［83

115 ページ］

117 ページ］

2 梱包部品の確認
梱包部品の確認ちゅうい注意● 重量のあるユニットを用いてベッドを組立てたり、移動したりするときは、2人以上で作業を行ってください。

背や腰などを痛めるおそれがあります。

● 組立ての際には、ユニット同士やユニットの可動部で、手や指をはさまないように注意してください。

けがをするおそれがあります。

※（ ）内の数字は、梱包材を含む質量です。

❶ベースフレーム
QA3000V
23.5kg（26.5kg）

製品識別表示ラベル135.1×73.6×15.7（ｃｍ）

付属品

組立付属部品

脚座

セットアップガイド×1
取扱説明書×1
すき間および
電装品についての注意事項×1

プッシュリベット（グレー）
×4

ノブボルト×2

保証書×1

コードクリップ×1

脚座
（右）
×2
連結ピン
（短）
×2

連結ピン
（長）
×2

スナップピン（大）×2

スナップピン
（小）
×2

84

脚座
（左）
×2

2

梱包部品の確認■開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。

₂ 梱包部品の確認❷ 足側フレーム
梱包部品の確認

2

QA30＊0F
18kg（21kg）

製品識別表示ラベル
JIS 認証ラベル

130.8×99.9×17.7（ｃｍ）

QA20＊0F
17kg（20kg）

製品識別表示ラベル
JIS 認証ラベル

130.8×99.9×17.7（ｃｍ）❸ 頭側フレーム
QA30＊0H
20kg（24kg）

112×99.9×17.7（ｃｍ）

製品識別
表示ラベル

85

2 梱包部品の確認❹ ボトム
83cm 幅

2

QA0300U
9kg（11kg）
背ボトム

製品識別表示ラベル（裏側）

膝・足ボトム84.5 × 82.5 × 15.7（cm）[QA0100U]
91.5 × 82.5 × 15.7（cm）[QA0300U]
製品識別表示ラベル（裏側）マットレス止め×6

ロックピン×2

プッシュリベット
（黒）
×2

86

ボトムクリップ×1

梱包部品の確認

QA0100U
8kg（10.5kg）

91cm 幅₂ 梱包部品の確認❺ 多機能ボード
梱包部品の確認283cm 幅

QA0100B
QA0101B
QA0102B
QA0103B
9kg（10.5kg）

91cm 幅

QA0300B
QA0301B
QA0302B
QA0303B
10kg（11.5kg）

ヘッドボード製品識別表示ラベル

フットボード85 × 54.5 × 19.3（cm）[83cm 幅 ]92 × 54.5 × 18.5（cm）[91cm 幅 ]製品識別表示ラベル（裏側）87

2 梱包部品の確認❻ 棚付ボード
83cm 幅

2

QA0307B
10kg（11.5kg）
ボード A

製品識別表示ラベル
（裏側）

ボードB

製品識別表示ラベル（裏側）85 × 54.5 × 19.3（cm）[83cm 幅 ]92 × 54.5 × 18.5（cm）[91cm 幅 ]QA0307A
2.5kg
(3kg)

棚ユニット

ケーブルクランプ×3

70 × 19 × 18.8（cm）

クリップ×1

88

ボルト×2

梱包部品の確認

QA0107B
9kg（10.5kg）

91cm 幅2 梱包部品の確認❼ 手元スイッチ
梱包部品の確認2

RC-10900.5kg（0.5kg）

RC-12900.5kg（0.5kg）

RC-16900.5kg（0.5kg）

89

RC-1290H
0.5kg（0.5kg）

2 梱包部品の確認

ユニットの組合せとJIS の適合について
けい

こく

2

警告
ベッドは正しいユニットの組合せを確認した上で組立ててください。誤った組合せで使用すると、思わぬけがや故障の原因となります。各ユニットの番号は、
段ボール箱・製品識別表示ラベルに記載されています。

背･ひざ･高83cm幅
ベースフレーム

KQ-A3100

レギュラー / ミニKQ-A3101

KQ-A3102
QA3000V

足側フレームボトム

棚ユニット

ベースフレーム

QA0100B

QA0101B

KQ-A3110

QA0100U
QA0102B－

レギュラー / ミニKQ-A3111

KQ-A3112
QA3000V

棚ユニット

ベースフレーム

QA0100B

QA0101B

KQ-A3120

QA0100U
QA0102B－

レギュラー / ミニKQ-A3121

KQ-A3122
QA3000V

棚ユニット

ベースフレーム

QA0100B

QA0101B

KQ-A3130

QA0100U
QA0102B－

レギュラー / ミニKQ-A3131

KQ-A3132
QA3000V

棚ユニット

手元スイッチ

QA0307A

KQ-A3127

QA0103B

KQ-A3133

QA0107B

QA0307A

KQ-A3137

QA3030F

頭側フレームボード

KQ-A3123

RC1090足側フレームボトム

QA0107B

QA3020H

手元スイッチ
83cm幅

QA0103B

QA3020F

頭側フレームボード

KQ-A3117

RC1090足側フレームボトム

KQ-A3113

QA3010H

手元スイッチ
83cm幅

QA0307A

QA3010F

頭側フレームボード

QA0107B

RC1090足側フレームボトム

QA0103B

QA3000H

手元スイッチ
83cm幅

KQ-A3107

QA3000F

頭側フレームボード

KQ-A3103

QA3030H

QA0100B

QA0101B

QA0100U－

90

QA0102B
RC1090

QA0103B

QA0107B

QA0307A

梱包部品の確認

楽匠プラスシリーズは、下表のユニットの組合せでJIS 認証を取得しています。下表の組合せ以外では使用しないでください。下表の組合せ以外の場合は、
JIS 認証を取得していない状態となります。
オプションについては、「7 適合オプション」（54 ～60 ページ）を参照してください。

2 梱包部品の確認
背･ひざ･高梱包部品の確認291cm幅
ベースフレーム

KQ-A3300

レギュラー / ミニKQ-A3301

KQ-A3302
QA3000V

足側フレームボード

棚ユニット

ベースフレーム

QA0300B

QA0301B

KQ-A3310

QA0300U
QA0302B－

レギュラー / ミニKQ-A3311

KQ-A3312
QA3000V

足側フレームボード

棚ユニット

ベースフレーム

QA0300B

QA0301B

KQ-A3320

QA0300U
QA0302B－

棚ユニット

レギュラー / ミニKQ-A3321

ベースフレーム

KQ-A3322
QA3000V

QA0300B

QA0301B

KQ-A3330

QA0300U
QA0302B－

棚ユニット

手元スイッチ

QA0307A

KQ-A3323

KQ-A3327

QA0303B

QA0307B

RC1090レギュラー / ミニKQ-A3331

KQ-A3332
QA3000V

KQ-A3333

QA0307A

KQ-A3337

QA3030F

頭側フレームボード

QA0307B

QA3020H

足側フレームボトム

QA0303B

QA3020F

手元スイッチ
91cm幅

KQ-A3317

RC1090

頭側フレームボード

KQ-A3313

QA3010F

足側フレームボトム

QA0307A

QA3010H

手元スイッチ
91cm幅

QA0307B

RC1090

頭側フレームボトム

QA0303B

QA3000H

手元スイッチ
91cm幅

KQ-A3307

QA3000F

頭側フレームボトム

KQ-A3303

QA3030H

QA0300B

QA0301B

QA0300U－

91

QA0302B
RC1090

QA0303B

QA0307B

QA0307A

2 梱包部品の確認

背･高
83cm幅

レギュラー / ミニKQ-A2100/
KQ-A4100

KQ-A2101/
KQ-A4101

足側フレーム※

ボード

棚ユニット

QA0100B

QA0101B

QA0100B

QA0101B

棚ユニット

QA0102B－

QA0103B

RC1690

QA0107B

QA0307A

KQ-A2122/
KQ-A4122

KQ-A2123/
KQ-A4123

KQ-A2127/
KQ-A4127

QA3020H

QA0100B

QA0101B

QA0100U
QA0102B－

QA0103B

RC1690

QA0107B

QA0307A

レギュラー / ミニKQ-A2130/
KQ-A4130

KQ-A2131/
KQ-A4131

KQ-A2132/
KQ-A4132

KQ-A2133/
KQ-A4133

KQ-A2137/
KQ-A4137

QA0103B

QA0107B

QA3000V

足側フレーム※

手元スイッチKQ-A2117/
KQ-A4117

QA2020F/QA3020F

QA2030F/QA3030F

頭側フレームボード

KQ-A2113/
KQ-A4113

QA3000V

ベースフレーム

ボトム

QA0100U

KQ-A2121/
KQ-A4121

手元スイッチ
83cm幅

KQ-A2112/
KQ-A4112

レギュラー / ミニKQ-A2120/
KQ-A4120

足側フレーム※棚ユニット

QA0307A

QA3010H

頭側フレームボード

RC1690

QA3000V

ベースフレームボトム－

QA2010F/QA3010F

手元スイッチ
83cm幅

QA0102B

KQ-A2111/
KQ-A4111

頭側フレーム棚ユニット

QA0100U

レギュラー / ミニKQ-A2110/
KQ-A4110

足側フレーム※ボード

QA0107B

QA3000H

ベースフレーム

ボトム

QA0103B

QA2000F/QA3000F

手元スイッチ
83cm幅

KQ-A2107/
KQ-A4107

QA3000V

頭側フレームボトム

KQ-A2103/
KQ-A4103

QA3030H

QA0100B

QA0101B

QA0100U－

QA0102B
RC1690※使用する足側フレームによって販売製品コードが変わります。
QA20 ＊ 0F を使用した場合、販売製品コードは KQ-A21 ＊＊となります。
QA30 ＊ 0F を使用した場合、販売製品コードは KQ-A41 ＊＊となります。

92

QA0307A

2

梱包部品の確認

ベースフレーム

KQ-A2102/
KQ-A4102

2 梱包部品の確認
背･高

梱包部品の確認

291cm幅レギュラー / ミニKQ-A2300/
KQ-A4300

KQ-A2301/
KQ-A4301

ベースフレーム

足側フレーム※

ボード

棚ユニット

QA0300B

QA0301B

QA0300B

QA0301B

棚ユニット

QA0300U
QA0302B－

QA0303B

RC1690

QA0307B

QA0307A

KQ-A2322/
KQ-A4322

KQ-A2323/
KQ-A4323

KQ-A2327/
KQ-A4327

QA3020H

QA0300B

QA0301B

QA0300U
QA0302B－

QA0303B

RC1690

QA0307B

QA0307A

レギュラー / ミニKQ-A2330/
KQ-A4330

KQ-A2331/
KQ-A4331

KQ-A2332/
KQ-A4332

KQ-A2333/
KQ-A4333

KQ-A2337/
KQ-A4337

QA0303B

QA0307B

QA3000V

足側フレーム※

手元スイッチKQ-A2317/
KQ-A4317

QA2020F/QA3020F

QA2030F/QA3030F

頭側フレームボード

KQ-A2313/
KQ-A4313

QA3000V

ベースフレームボトム

KQ-A2312/
KQ-A4312

KQ-A2321/
KQ-A4321

手元スイッチ
91cm幅

QA0307A

レギュラー / ミニKQ-A2320/
KQ-A4320

足側フレーム※棚ユニット

RC1690

QA3010H

頭側フレームボード－

QA3000V

ベースフレームボトム

QA0307B

QA2010F/QA3010F

手元スイッチ
91cm幅

QA0302B

KQ-A2311/
KQ-A4311

頭側フレーム棚ユニット

QA0300U

レギュラー / ミニKQ-A2310/
KQ-A4310

足側フレーム※

ボード

QA0303B

QA3000H

ベースフレームボトム

KQ-A2307/
KQ-A4307

QA2000F/QA3000F

手元スイッチ
91cm幅

KQ-A2303/
KQ-A4303

QA3000V

頭側フレームボトム

KQ-A2302/
KQ-A4302

QA3030H

QA0300B

QA0301B

QA0300U－

QA0302B
RC1690※使用する足側フレームによって販売製品コードが変わります。
QA20 ＊ 0F を使用した場合、販売製品コードは KQ-A23 ＊＊となります。
QA30 ＊ 0F を使用した場合、販売製品コードは KQ-A43 ＊＊となります。

93

QA0307A

2 梱包部品の確認

背
83cm幅

KQ-A1100

KQ-A1101

KQ-A1102
QA3000V

足側フレームボード

棚ユニット

ベースフレーム

QA0100B

QA0101B

KQ-A1110

QA0100U
QA0102B－

レギュラー / ミニKQ-A1111

KQ-A1112
QA3000V

足側フレームボード

棚ユニット

ベースフレーム

QA0100B

QA0101B

KQ-A1120

QA0100U
QA0102B－

棚ユニット

レギュラー / ミニKQ-A1121

ベースフレーム

KQ-A1122
QA3000V

QA0100B

QA0101B

KQ-A1130

QA0100U
QA0102B－

棚ユニット

手元スイッチ

QA0307A

KQ-A1123

KQ-A1127

QA0103B

QA0107B

RC1290レギュラー / ミニKQ-A1131

KQ-A1132
QA3000V

KQ-A1133

QA0307A

KQ-A1137

QA2030F

頭側フレームボード

QA0107B

QA3020H

足側フレームボトム

QA0103B

QA2020F

手元スイッチ
83cm幅

KQ-A1117

RC1290

頭側フレームボード

KQ-A1113

QA2010F

足側フレームボトム

QA0307A

QA3010H

手元スイッチ
83cm幅

QA0107B

RC1290

頭側フレームボトム

QA0103B

QA3000H

手元スイッチ
83cm幅

KQ-A1107

QA2000F

頭側フレームボトム

KQ-A1103

QA3030H

QA0100B

QA0101B

QA0100U－

94

QA0102B
RC1290

QA0103B

QA0107B

QA0307A

2

梱包部品の確認

ベースフレーム

レギュラー / ミニ

2 梱包部品の確認
背梱包部品の確認291cm幅
ベースフレーム

KQ-A1300

レギュラー / ミニKQ-A1301

KQ-A1302
QA3000V

足側フレームボード

棚ユニット

ベースフレーム

QA0300B

QA0301B

KQ-A1310

QA0300U
QA0302B－

レギュラー / ミニKQ-A1311

KQ-A1312
QA3000V

足側フレームボード

棚ユニット

ベースフレーム

QA0300B

QA0301B

KQ-A1320

QA0300U
QA0302B－

棚ユニット

レギュラー / ミニKQ-A1321

ベースフレーム

KQ-A1322
QA3000V

QA0300B

QA0301B

KQ-A1330

QA0300U
QA0302B－

棚ユニット

手元スイッチ

QA0307A

KQ-A1323

KQ-A1327

QA0303B

QA0307B

RC1290レギュラー / ミニKQ-A1331

KQ-A1332
QA3000V

KQ-A1333

QA0307A

KQ-A1337

QA2030F

頭側フレームボード

QA0307B

QA3020H

足側フレームボトム

QA0303B

QA2020F

手元スイッチ
91cm幅

KQ-A1317

RC1290

頭側フレームボード

KQ-A1313

QA2010F

足側フレームボトム

QA0307A

QA3010H

手元スイッチ
91cm幅

QA0307B

RC1290

頭側フレームボトム

QA0303B

QA3000H

手元スイッチ
91cm幅

KQ-A1307

QA2000F

頭側フレームボトム

KQ-A1303

QA3030H

QA0300B

QA0301B

QA0300U－

95

QA0302B
RC1290

QA0303B

QA0307B

QA0307A

2 梱包部品の確認

高
83cm幅

KQ-A0100

KQ-A0101

KQ-A0102
QA3000V

足側フレームボード

棚ユニット

ベースフレーム

QA0100B

QA0101B

KQ-A0110

QA0100U
QA0102B－

レギュラー / ミニKQ-A0111

KQ-A0112
QA3000V

足側フレームボード

棚ユニット

ベースフレーム

QA0100B

QA0101B

KQ-A0120

QA0100U
QA0102B－

棚ユニット

レギュラー / ミニKQ-A0121

ベースフレーム

KQ-A0122
QA3000V

QA0100B

QA0101B

KQ-A0130

QA0100U
QA0102B－

棚ユニット

手元スイッチ

QA0307A

KQ-A0123

KQ-A0127

QA0103B

QA0107B

RC1290H
レギュラー / ミニKQ-A0131

KQ-A0132
QA3000V

KQ-A0133

QA0307A

KQ-A0137

QA2030F

頭側フレームボード

QA0107B

QA3020H

足側フレームボトム

QA0103B

QA2020F

手元スイッチ
83cm幅

KQ-A0117

RC1290H

頭側フレームボード

KQ-A0113

QA2010F

足側フレームボトム

QA0307A

QA3010H

手元スイッチ
83cm幅

QA0107B

RC1290H

頭側フレームボトム

QA0103B

QA3000H

手元スイッチ
83cm幅

KQ-A0107

QA2000F

頭側フレームボトム

KQ-A0103

QA3030H

QA0100B

QA0101B

QA0100U－

96

QA0102B
RC1290H

QA0103B

QA0107B

QA0307A

2

梱包部品の確認

ベースフレーム

レギュラー / ミニ

2 梱包部品の確認
高梱包部品の確認291cm幅
ベースフレーム

KQ-A0300

レギュラー / ミニKQ-A0301

KQ-A0302
QA3000V

足側フレームボード

棚ユニット

QA3000H

QA0300B

QA0301B

手元スイッチ91cm幅
ベースフレーム

KQ-A0310

QA0300U
QA0302B－

レギュラー / ミニKQ-A0311

KQ-A0312
QA3000V

足側フレームボード

棚ユニット

ベースフレーム

QA0300B

QA0301B

KQ-A0320

QA0300U
QA0302B－

レギュラー / ミニKQ-A0321

棚ユニット

KQ-A0322
QA3000V

ベースフレーム

QA0300B

QA0301B

KQ-A0330

QA0300U
QA0302B－

棚ユニット

手元スイッチ

KQ-A0327

QA0303B

QA0307B

RC1290H
レギュラー / ミニKQ-A0331

KQ-A0332
QA3000V

足側フレームボード

KQ-A0323

QA2020F

QA0307A

KQ-A0333

KQ-A0337

QA0303B

QA0307B

QA2030F

頭側フレームボトム

QA0307B

QA0307A

QA3020H

手元スイッチ
91cm幅

QA0303B

RC1290H

足側フレームボード

KQ-A0317

QA2010F

頭側フレームボトム

KQ-A0313

QA0307B

QA0307A

QA3010H

手元スイッチ
91cm幅

QA0303B

RC1290H

頭側フレームボトム

KQ-A0307

QA2000F

頭側フレームボトム

KQ-A0303

QA3030H

QA0300B

QA0301B

QA0300U－

97

QA0302B
RC1290H

QA0307A

3 ベッドの組立方法
1. ベースフレームの設置
1-1. ベースフレームの分解
ベースフレームを分解するとユニットが軽量化でき、運搬しやすくなります。

スナップピン
連結ピンスナップピンを抜き、連結ピンを抜いてください。
（左右各1ヶ所：計 2ヶ所）
取外したスナップピン・連結ピンは紛失しないように保管してください。

パンタグラフ

②●パンタグラフ先端部を少し持ちあげて、台車のパンタグラフ先端部

ローラーガイドの欠き部にくるまで頭側にローラーをスライドさせ、台車からパンタグラフを取外してください。

持ちあげる

ローラー
欠き部

台車

ローラーガイド

スライドする98

ベッドの組立方法①●台車とパンタグラフを固定している連結ピンの 3

台車

3 ベッドの組立方法
1-2. ベースフレームの組立て
台車とパンタグラフを分解した際は、下記の手順で組立てを⾏ってください。

ローラー
欠き部

ベッドの組立方法

3①●パンタグラフのローラーを台車のローラーガイ
パンタグラフ先端部

ドの欠き部にあわせて載せ、足側にスライドさせてください。

ローラーガイド②●パンタグラフの先端部を持ってゆっくり倒し、台車のローラー受にパンダグラフのローラーをはめ込んでください。

おろす

けい

こく

警告
台車

手や指、アクチュエーターのケーブルが台車やパンタグラフにはさまれないように注意してください。けがや破損のおそれがあります。

スライドする

パンタグラフのローラー③●台車のローラー受にパンタグラフのローラーを入れ、台車とパンタグラフに連結ピンを差込み、スナップピンで固定してください。
（左右各1ヶ所：計 2ヶ所）

はめ込む 台車

ローラー受

けい

警告

スナップピン

連結ピンはしっかりと差込み、
スナップピンを確実に取付けてください。取付けが不完全な場合、ベッドが破損し、けがをするおそれがあります。

ローラー受

連結ピン

差込む

差込む

こく

台車

パンタグラフ

1-3. ベースフレームの設置
左図を参考に 18 ページの「₃● 設置上の注意」に従い、ベッドの設置場所を決めてください。このとき、ベースフレームの頭側・足側の向きに注意して置いてください。

17cm

51cm

40cm

99

3 ベッドの組立方法

2. 脚座の取付け
けい

こく

警告

● プッシュリベットで脚座を確実に固定してください。固定されていない場合、脚座が外れてけがや破損● 脚座の向きやプッシュリベットの取付位置に注意して取付けてください。脚座が外れてけがや破損の原

因となります。

● すべりやすいゆか材（フローリングなど）の上で使用する場合は、脚座やキャスターの下に敷物や脚座ゴムシートKQ-P732（別売）などを敷いてください。使用中にベッドが不意に動き、転倒してけがをす
るおそれがあります。

■脚座は取付向きによって、ベッドの高さ（床高）を変えることができます。
ベッドの高さ（床高）を低床にする場合

脚座（左）①●ベースフレームを持ち、先端に脚座を差込んでく
ださい。
（４ヶ所）

● 脚 座には 左 右 が あります。図を 参脚座（右）照して、正しい位置に取付けてくだ
さい。

脚座（右）

● 脚座は穴のあいている方をベッドの内側にし、「Ground」の線がゆか側になるように取付けてください。

脚座（左）
穴

ベースフレーム②●プッシュリベットが図Aのような状態であることを確認してください。

※図Aの状態になっていない場合は、プッシュリベッ
トの軸を押し出して図Aの状態にしてください。

③●ベースフレームと脚座の穴位置をあわせ、プッ
シュリベットを差込んでください。

脚座「Ground」の線

プッシュリベット④●プッシュリベットの軸を指で押込んで図 B の状態にして、脚座をベースフレームに固定してくだ
さい。
（４ヶ所）

プッシュリベットを取付けるときは
図A

脚座

図B 図B

100

軸

穴に差込み
「カチッ」
と音がするまで
軸を押込む

3

ベッドの組立方法の原因となります。

3 ベッドの組立方法
脚座（右）ベッドの高さ（床高）
を超低床にする場合①●ベースフレームを持ち、先端に脚座を差込んでく
ださい。
（４ヶ所）

脚座
（左）

ベッドの組立方法

3● 脚座には左右があります。図を参照して、正しい位置に取付けてください。

脚座（左）● 脚座は穴のあいている方をベッドの内側にし、「Ground」の文字がゆか側になるように取付けてください。

脚座（右）穴ベースフレーム②●プッシュリベットが図Aのような状態であることを確認してください。

※図Aの状態になっていない場合は、プッシュリベッ
トの軸を押し出して図Aの状態にしてください。

③●ベースフレームと脚座の穴位置をあわせ、プッ
シュリベットを差込んでください。

脚座「Ground」の文字④●プッシュリベットの軸を指で押込んで図 B の状態にして、脚座をベースフレームに固定してくだ
さい。
（４ヶ所）

プッシュリベットを取付けるときは
図A

脚座

図B 図B

プッシュリベット

101

軸

穴に差込み
「カチッ」
と音がするまで
軸を押込む

3 ベッドの組立方法

脚座の取付向きを変更する場合
ベースフレームに取付けた脚座の取付向きを変更する場合は、下記の手順で⾏ってください。
ちゅう

い

注意
● 脚座を取外すと、
ベースフレームが不安定に・・なりますので注意してください。ゆかを傷つけたり、
思わぬけがをするおそれがあります。

● 手や指がベースフレームや脚座にはさまれな※イラストは低床位置から超低床位置に変更する状態です。

いように注意してください。けがをするおそれがあります。

❶・・● 脚座を取外し、
ベースフレームをゆかに置く
・

・

ときは、
ゆかを傷つけないように注意してください。

ベースフレーム● すべての脚座が同じ高さになるように取付けてください。ベッドが傾いて、思わぬけがをするおそれがあります。

脚座

取外す

脚座には左右がありますので、脚座の取付
向きを変える際は注意してください。脚座の取付けかたについては、100ページを参照してください。

載せる❷①●脚座を取外し、ベースフレームを手で持ちあげ、・・

ベースフレームとゆかの間に脚座を置いてください。

逆側を外して取付ける②●逆側の脚座を取外し、①で脚座を取外したベースフレームに脚座を取付けてください。

③●ベースフレームとゆかの間に置いた脚座を抜い・・て、脚座が付いていないベースフレームに取付けてください。

❸

抜いて逆側に取付ける

102

ベッドの組立方法

33 ベッドの組立方法
キャスター KQ-P90C（別売）の取付けキャスターを取付ける場合は、脚座を使用しませんので、紛失しないように保管してください。

ベッドの組立方法

3

キャスター（KQ-P90C）

キャスターの取扱説明書に従って、正しく取付けてください。

ハイトスペーサー KQ-P90H/KQ-027A（別売）の取付け● ハイトスペーサーを取付ける場合は、
脚座を使用しませんので、紛失しないように保管してください。

● ハイトスペーサー（KQ-P90H）を使用する

際は、オプション脚座セット（KQ-PA0A）と組合せて使用してください。

ハイトスペーサー（KQ-P90H）
ハイトスペーサー（KQ-027A）● ハイトスペーサー（KQ-P90H）は、ベッド付属の脚座に取付けることはできません。

• ハイトスペーサー（KQ-P90H）オ● プション脚座セット（KQ-PA0A）を組合せて取付けることにより、ベッドの高さ（脚座が低床位置）を1cm高くすることができます。
• ハイトスペーサー（KQ-027A）●脚座が低床位置のベッドの高さより11cm高くする
ことができます。
ハイトスペーサーの取扱説明書に従って、正しく取付
けてください。

キャスター付ハイトスペーサー KQ-P90CH（別売）の取付け
キャスター付ハイトスペーサーを取付ける
場合は、脚座を使用しませんので、紛失しないように保管してください。

キャスター付ハイトスペーサー（KQ-P90CH）

脚座が低床位置のベッドの高さより1cm高くすることができます。
キャスター付ハイトスペーサーの取扱説明書に従って、正しく取付けてください。

103

3 ベッドの組立方法

3. 手元スイッチコードの配線■手元スイッチを使用する方向にあわせて配線してください。
ちゅう

い

注意

● コネクター部をぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。

キャップ
シール（黒）
取外す
スイッチ 1❶
差込部①●コントロールボックスのスイッチ1差込部（シール：黒）のキャップを取外してください。

時計回りに回す（「カチッ」
と音がする）❸

差込む❷
凸部

凹部を上向きにする

取外したキャップは、紛失しないように保管してください。
（組立付属部品が入っていた袋などに収納することができます）。

②●手元スイッチコードのコネクター先端の凹部を上向きにし、コントロールボックスのスイッチ1
差込部（シール：黒）に差込んでください。

コネクター
マーキングバンド（黒）コネクターキャップ③●コネクターキャップの凸部が真上にくるように、
時計回りに回してください。
「カチッ」と音がして固定されます。

④ 左図のように足側フレームを裏返して、手元スイッチコードを足側フレームのクリップ（グレー）に留めてください。

足側フレームパイプ

左側に配線する場合右側に配線する場合

手元スイッチコード
クリップ（グレー）

クリップ
（グレー）

手元スイッチコード

104

ベッドの組立方法

3● コードは正しく配線してください。断線や破損のおそれがあります。

3 ベッドの組立方法⑤●配線する方向（左右）を決め、手元スイッチコー

ドをクリップ（押込型）（4ヶ所）に配線してください。

左ベッドの組立方法

3

手元スイッチコード

右

クリップ（黄）

クリップ
（押込型）

手元スイッチコード⑥●クリップ（黄）が2つのストッパーの間にくるよ

うにして、手元スイッチのコードを留めてくだ
さい。

ストッパー

105

3 ベッドの組立方法

4. 足側フレームの取付け
ちゅう

い

注意
● 持ち運びや組立てをするときは、
膝あげリンクやコント

ロールボックス周辺部を持たないでください。けがや破損の原因となります。
・ ・膝あげリンクコントロールボックスに注意してください。

足側フレーム

①●足側フレームに電源コードを固定している輪ゴ
ムを取外してください。

電源コード
輪ゴム

②●図のように足側フレームの外箱の一部（取付位置

あわせ用パッド）をベースフレームに差込んでください。

ベースフレーム

脚座

足側フレームの外箱取付位置あわせ用パッド※ キ ャ ス タ ー（KQ-P90C）
・ハイトスペーサー（KQ-027A）
・キャスター付ハイトスペーサー（KQ-P90CH） を 使 用 す る 場 合 は、108ペ ー ジの「キャスター（KQ-P90C）
・ハイトスペーサー（KQ-027A）
・キャスター付ハイトスペーサー（KQP90CH）を使用する場合」を参照して組立ててください。

106

ベッドの組立方法

3・ ・● 足側フレームをゆかに置くときは、
ゆかを傷つけないよう3 ベッドの組立方法③●足側フレームを⽔平な状態にしてから、背膝連動

足側フレームスナップピン

幹と足側フレームを固定しているスナップピン・
連結ピン（各 2ヶ所）を抜いて、背膝連動幹を足側
フレームから取外してください。
（KQ-A0＊＊＊/
KQ-A1＊＊＊/KQ-A2＊＊＊の場合のみ）※分解などの際は、逆の手順で背膝連動幹を足側フレームに取付けてください。

ベッドの組立方法

3

連結ピン

スナップピン

取外した背膝連動幹・スナップピン・連
結ピンは紛失しないように保管してくだ
さい。

背膝連動幹

連結ピン

④●足側フレームのボード受金具の取付位置にあわせて、取付位置あわせ用パッドに記載されている位
置に足側フレームを置いてください。●
足側フレームは、ボード受金具を下にして置いてください。

足側フレームオプション受金具

ボード受金具のあわせ位置

脚座

ベースフレーム

取付位置あわせ用
パッド

ボード受金具

オプション脚座セット（KQ-PA0A）とハイ
トスペーサー（KQ-P90H）の組合せを使用する際は、ボード受金具の取付位置にあわせて、「超低床レギュラー／低床ミニ」または「低床レギュラー」に置いてください。
ちゅう

い

注意

足側フレームを立てた状態で放置しないでください。ユニットが倒れてけがをしたり、ベッドが破損したりする原因になります。

107

3 ベッドの組立方法⑤●足側フレームの先端を持ってゆっくり倒し、
ベースフレームのロー
ラーに足側フレームのローラー受の欠き部を載せてください。

足側フレーム足側フレーム

ベッドの組立方法

3

ベースフレームローラー
足側フレーム

欠き部

ローラー

ローラー受

ベースフレーム

ベースフレーム■キャスター（KQ-P90C）
・ハイトスペーサー（KQ-027A）
・キャスター付ハイトスペーサー（KQ-P90CH）を使用する場合キャスター（KQ-P90C）
・ハイトスペーサー（KQ-027A）
・キャスター付ハイトスペーサー（KQ-P90CH）の取扱説明書もあわせてご確認ください。

※イラストは KQ-027A

足側フレームちゅうい注意

作業は２人以上で行ってください。手や腕などをはさまれ、けがをするおそれがあります。
ベースフレーム①●足側フレームを頭側と足側の向きに注意して２人以上で持ちあげてください。

足側フレーム②●ベースフレームのローラーに足側フレームのロー
ラー受の欠き部を載せるようにして、
ゆっくりと足側フレームを降ろしてください。

欠き部

ベースフレーム※以降の作業は、キャスター（KQ-P90C）
・ハイトス
ペーサー（KQ-027A）
・キャスター付ハイトスペーサー（KQ-P90CH）を使用する場合も同じです。

108

3 ベッドの組立方法⑥●足側フレームをスライドさせて、先端の穴をベー
スフレームの受金具の穴にあわせてください。
けい

こく

警告

3

ベッドの組立方法

ローラーがローラー受に入っていることを確認してください。入っていない場合、ベッドが破損し、けがをするおそれがあります。

⑦ ⑥であわせた穴に外側から連結ピン（短）を差込
んでください。
（左右各１ヶ所）⑧ ⑦で差込んだ連結ピン（短）の穴にスナップピン（大）を差込んでください。
（左右各１ヶ所）

穴をあわせる

足側フレームの先端を上から押すと、
連結
ピン
（短）
が差込みやすくなります。

足側フレーム

スライドさせる
けい

こく

警告
ベース
フレーム

連結ピン（短）はしっかりと差込み、下図のように裏面でスナップピン（大）を確実に取付けてください。取付けが不完全な場合、ベッドが破損し、けがをするおそれがあります。

ベースフレームの受金具
スナップピン
（大）

連結ピン
（短）
スナップピン
（大）
の
曲がった側
連結ピン
（短）
先端

連結ピン
（短）

109

3 ベッドの組立方法

5. 頭側フレームの取付け
ちゅう

い

注意

リトラフレーム

持ち運びや組立てをするときは、
背アクチュエーターやリ
トラフレームなどを持たないでください。けがや破損の原因となります。
背アクチュエーター①●頭側フレームの樹脂部を足側フレームのピンに頭側フレームあわせて、
足側フレームの上に載せてください。
ちゅう

注意

足側フレーム樹脂部

い頭側フレームを取付ける際は、ケーブル類をはさまないように注意して行ってください。断線や破損のおそれがあります。

ピン②●ノブボルトで頭側フレームを足側フレームに固定してください。
（左右各1ヶ所）

ノブボルト

けい

こく

警告

ノブボルトは確実に締付けてください。ノブボルトがゆるんでいると、ベッドが落下して、けがをするおそれがあります。

110

ベッドの組立方法

33 ベッドの組立方法③●頭側フレームの取付穴と足側フレームの取付穴の位置をあわせ、連結ピン（長）を外側から差込
み、頭側フレームと足側フレームを連結してください。
（左右各1ヶ所）
。

連結ピン
（長）
が入れづらい場合は、頭側フレームまたは足側フレームを持ちあげながら入れてください。

ベッドの組立方法

3④ 連結ピン（長）の穴にスナップピン（小）を差込ん（左右各1ヶ所）
でください。

スナップピン（小）けい警告
連結ピン（長）はしっかりと差込み、下図のように裏面でスナップピン（小）を確実に取付けてください。取付けが不完全な場合、ベッドが破損し、けがをするおそれがあります。

頭側フレーム連結ピン（長）

こく

連結ピン
（長）

足側フレームスナップピン（小）の曲がった側

連結ピン
（長）
先端

111

3 ベッドの組立方法

6. ケーブル・コード類の配線
ちゅう

い

注意

● ケーブルは正しく配線してください。断線や破損のおそれがあります。
● コネクター部をぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。

6-1. ハイローアクチュエーターの配線
ハイローアクチュエーター

足側フレーム

①●ハイローアクチュエーターのケーブルを固定しているパースロックを外してください。

● 取外したパースロックはハイローアク

チュエーターのケーブルに巻きつけて、紛失しないようにしてください。

● ハイローアクチュエーターのケーブルをクリップから外さないでください。

● ハイローアクチュエーターのケーブ

ルを足側フレームのパイプの間から抜かないでください。

パースロック②●コントロールボックスのハイローアクチュエー

クリップ

ハイローアクチュエーター

ター差込部（シール：白）のキャップを取外してください。

コントロールボックス

取外したキャップは紛失しないように保管してください。
（組立付属部品が入っていた袋などに収納することができます）③●ハイローアクチュエーターのコネクター先端の凹部を上にし、コントロールボックスのハイロー
アクチュエーター差込部（シール：白）
に差込んで
ください。

④●コネクターキャップをキャップの凸部が真上に
くるよう
「カチッ」
と音がするまで時計回りに回してください。

キャップ⑤●ハイローアクチュエーターのケーブルをクリッ

シール（白）
取外す❷プ（白）に留めてください。

ハイロー
時計回りに回す
アクチュエーター （「カチッ」と音が
差込部
するまで）
❹

差込む❸

凸部

クリップ
（白）

凹部を上向きにする
コネクター
マークバンド（白）

コネクター
キャップ

112

ベッドの組立方法

33 ベッドの組立方法
6-2. 背アクチュエーターの配線
背アクチュエーター

オプション受

③クリップ
（押込型）
に留める
（頭側 1 ヶ所・足側 4 ヶ所）

ベッドの組立方法

3

④クリップ
（白）
に留める

①ケーブルを取出す②クリップ（U 型）
・クリップ（C 型）に留める

ストッパー
クリップ（U 型）

コントロールボックス

クリップ（C 型）

ストッパー①●背アクチュエーターのケーブルをオプション受

シール（青）

キャップ
取外すから取出してください。

背アクチュエーター差込部

差込む
凹部を上向きにする
コネクター

時計回りに回す（「カチッ」と音がするまで）

凸部
コネクターキャップ●図のようにストッパーが図の位置にくるように②●図のようにストッパーが図
背アクチュエーターのケーブルを頭側フレームのクリップ（U 型）
・クリップ（C 型）に留めてくだ
さい。
（2ヶ所）

③●頭側フレーム・足側フレームの長手下側にあるクリップ（押込型）に背アクチュエーターのケーブ
ルを留めてください。
（頭側1ヶ所・足側4ヶ所：計 5ヶ所）

マークバンド（青）④●足側フレームパイプのクリップ（白）に背アクチュ
エーターのケーブルを留めてください。
（1ヶ所）⑤●コントロールボックスの背アクチュエーター差込部（シール：青）のキャップを取外してください。

取外したキャップは、紛失しないように保管してください。
（組立付属部品が入っていた袋などに収納することができます）⑥●背アクチュエーターのコネクター先端の凹部を上にし、コントロールボックスの背アクチュエー
ター差込部（シール：青）に差込んでください。

⑦●コネクターキャップをキャップの凸部が真上に
くるよう
「カチッ」
と音がするまで時計回りに回してください。

113

3 ベッドの組立方法

6-3. 電源コードの配線■コンセントの方向にあわせて配線してください。
けい

こく

警告

3

ベッドの組立方法

電源コードは正しく配線してください。断線や破損のおそれがあります。電源コードが破損すると感電・火災のおそれがあります。
● 電源コードは、
ベースフレームの上側や内側に入り込まないよ

うに配線してください。

● 電源コードは、
脚座やキャスターなどで踏まないように配線してください。

脚座● 電源コードは、
ベッドの高さを最高高さまであげた状態でも突っ張らないように配線してください。

足側に配線する場合
そのまま電源プラグをコンセントに差込んでください。
余ったコードがベースフレームの内側に入り込まないよう、
注意して配線してください。
その他の場合①●配線する方向（左右）を決め、図のように電源コードについているクリップをベースフレームに留めてください。

②●電源プラグをコンセントに差込んでください。

配線する方向を変える場合は、下図のように電源コードのクリップをベースフ
レームから取外してください。
クリップ
押す

クリップ

取付穴

電源コード

押す

電源コード

114

3 ベッドの組立方法
7. 背膝連動幹の取付け（足側フレーム QA2＊＊＊F のみ）①●電源プラグをコンセントに差込み、ベッドの高さ
を最大高さまであげてください。

②●足側フレームの取付けの際に取外した背膝連動

幹を図のように頭側フレームと足側フレームの間に置いてください。

3

ベッドの組立方法③●頭側先端の穴と背あげリンクの連動幹受の穴の位置をあわせ、連結ピンを差込んでください。

連結ピンはベッドの内側から差込んでください。

④ 連結ピンの穴にスナップピンを差込んでください。
スナップピン

連結ピンスナップピン

切換金具⑤●背膝連動幹を手で支えながら足側先端の長穴と膝あげリンクの連動幹受の穴の位置をあわせ、連結ピンを差込んでください。

連結ピン

連結ピンはベッドの内側から差込んでください。

⑥ 連結ピンの穴にスナップピンを差込んでください。
連動幹受
背膝連動幹
（背あげリンク）

輪ゴム

連動幹受（膝あげリンク）⑦●切換金具を固定している輪ゴムを取外してくだ
さい。
けい

こく

警告
連結ピンはしっかりと差込み、下図のように裏面
でスナップピンを確実に取付けてください。取付けが不完全な場合、ベッドが破損し、けがをす
るおそれがあります。
連結ピンスナップピンの曲がった側
連結ピン先端

115

3 ベッドの組立方法

8. オプション受の調節（ボトム幅 91cm のみ）■オプション受を使用位置にする場合は、下記の調節を行ってください。
オプション取付穴（b）の位置（a）の位置● オプション受 4ヶ所（頭側・足側フレームの左右各1ヶ所）のオプション取付穴に、ベッドサイドレール
やベッド用グリップを取付けるときは、下表に従って適切な位置に調節してください。
91cm

格納位置

－

（a）

使用位置

（a）

（b）

● オプション受には左右があります。オプション受を取外してしまった場合は、オプション受のスリッ
トをボード側に向けて取付けてください。
● また、オプション受を使用する場合は、必ずオプション受が正しい向きに取付いていることを確認してください。

オプション受スリット
オプション取付穴● 車いすなどをベッドに近づけたいときや、
ベッドの設置スペースを小さくしたいときは、オプション受を（a）の位置にしてください。

（b）の四角い穴● ボトム幅 83cmは、（b）の位置で使用しないでくだ

ゆるむ

さい。

（a）の四角い穴
ツメ
しまる
ノブナット

調節方法

①●オプション受を固定しているノブナットをゆるめてください。
（1つのオプション受につき2ヶ所）②●オプション受を引きあげながら（b）の位置にスラ
イドさせ、四角い穴にツメを入れてください。

③●ノブナットをしっかりと締付けてください。
（1つのオプション受につき2ヶ所）

けい

こく

警告
● オプション受は、
オプション受のツメを本体の四角い穴に入れ、ノブナットでしっかりと固定した状態で使用してください。オプション受が、がたついたり外れたりして、けがをするおそれがあります。

● オプション受は、ボトムの幅（83cm/91cm）にあわせて、
正しい位置に設定してください。また、
オプショ

ン受は正しい向きで使用してください。誤った位置や向きで使用すると、ベッドとベッドサイドレール・
ベッド用グリップなどの間に意図せぬすき間ができ、はさまれてけがをするおそれがあります。

116

ベッドの組立方法

ボトムの幅

83cm

オプション受の状態

3

3 ベッドの組立方法
9. ボード受金具の調節■お使いになるベッドの長さ（レギュラー・ミニ）にあわせて、ボード受金具の取付位置を調節してください。
● ボード受金具には頭側用と足側用があります。

ベッドの組立方法

3

作業を⾏う際は、ボード受金具のラベルをよく確認し、正しく取付けてください。

頭側用ボード受金具

足側用ボード受金具

Ｍ Ｒ※あし側のみに青色のラベルが貼られています。
Ｒ Ｍ

【刻印】
Ｒはレギュラー、Ｍはミニのノブボルト取付位置を示しています。

※工場出荷時は、ボード受金具は頭側、足側ともにミニ位置に設定されています。

頭側用ボード受金具

ボード受金具の位置調節は、４ヶ所（頭側、足側の左右各１ヶ所）すべてについて行ってください。

足側用ボード受金具①●ボード受金具の位置調節が不要な場合は、ボード受金具のツメが本体フレームの四角い穴に入った状態でノブボルトと角根ナットがしっかりと固定されていることを確認してください。
（４ヶ所）②●調節が必要な場合は、ノブボルトと角根ナットをゆるめてください。

③●お使いになるベッドサイズにあわせて、ボード受(B)：ミニ位置の四角い穴金具をスライドさせ、本体フレームの
（Ａ）
・
（Ｂ）
いずれかの四角い穴にツメを入れてください。
【レギュラーの場合】
ボード受金具のツメ位置→（Ａ）【ミニの場合】
ボード受金具のツメ位置→（Ｂ）(A)：レギュラー位置の四角い穴
ノブボルト
角根ナット
ボード受金具本体フレームしまる
ツメ

けい④●ノブボルトをしっかりと締付けて、角根ナットを固定してください。
（４ヶ所）

ゆるむ

こく

警告

● ボード受金具はベッドの長さ（レギュラー・ミニ）にあわせて正しく設定してください。誤った設定で使用すると、ボトムとボードの間に意図せぬすき間ができる場合があり、けがをするおそれがあります。

● ノブボルトは確実に締付けてください。ノブボルトと角根ナットがゆるんでいると、ボードががたついた

り落下したりして、けがをするおそれがあります。

● 角根ナットが取付穴に収まっていることを確認してください。ボードががたついたり落下したりして、けがをするおそれがあります。

117

3 ベッドの組立方法

10. ボトムの取付け
10-1. 背ボトムの取付け
ちゅう

い

注意

背ボトム、
膝・足ボトムを持ちあげて逆に反らせたり、必要以上に曲げたりしないでください。破損・変形のおそれがあります。

①●リトラフレームを固定している輪ゴムを取外してください。

②●背ボトムの取付穴とリトラフレームの穴（A）の位置をあわせて、
背ボトムを載せてください。

リトラフレーム

リトラフレームの穴（B）
背ボトムの取付穴②穴位置をあわせる
あわせる③スライドさせる

リトラフレームの穴（A）②穴位置をあわせる③●背ボトムの取付穴とリトラフレームの穴（B）をあわせるように背ボトムを足側方向にスライドさせ、背ボトムのフックをリトラフレームのピンに引っ掛けてください。

リトラフレームのピンリトラフレーム
背ボトムの取付穴

リトラフレームの穴（B）

あわせる

背ボトムのフック118

ベッドの組立方法

輪ゴムを取外す3

3 ベッドの組立方法
プッシュリベット④●背ボトムとリトラフレームの取付穴（左右各1ヶ所）にプッシュリベットを差込み、固定してください。

※プッシュリベットを取付けるときは

3

軸

ベッドの組立方法

穴に差込み
けい

「カチッ」
と音がする
まで軸を押込む

こく警告
プッシュリベットで背ボトムをリトラフレームに確実に固定してください。固定されていない
場合、背ボトムが不意に外れたり、がたつきが大きくなり、意図せぬすき間でけがをしたり、製品の破損・変形のおそれがあります。

10-2. 膝・足ボトムの取付け
キューマ部

膝・足ボトム

①●背ボトムの差込み穴に、膝・足ボトムのキューマ
部裏面のピンを差込んでください。

背ボトム
差込穴

ピン
差込む

119

3 ベッドの組立方法

切欠き部

膝・足ボトム②●膝・足ボトム裏面の切欠き部をボトム受パイプにはめて、膝・足ボトムを置いてください。
切欠き部

ボトム受パイプ

ボトム受パイプ③●膝・足ボトム（足側）を開いて、足側フレームの上に載せてください。

開く

膝・足ボトム（膝側）

膝・足ボトム（足側）④●手で背ボトムを持ちあげ、キューマ部裏面のピンの溝に、ボトムクリップをはめ込んでください。

ピン

溝
はめ込む

ボトムクリップピン● ボトムクリップは、
必ず確実に取付けてください。

● ピンが差込穴にしっかりと差込まれていることを確認してください。

120

ベッドの組立方法

3はめる

3 ベッドの組立方法⑤●膝・足ボトム（膝側）にロックピンをはめ込み、図

ロックピン

膝・足ボトム（膝側）

3のように固定してください。
（左右各1ヶ所：計2ヶ
所）

はめ込む

ベッドの組立方法

ロックピン
❶
内側へ
スライドする凸部❷
穴に凸部をはめ込む（「カチッ」と音がします）⑥●使用状態にあわせて、膝・足ボトムステーの設定

足先あげ状態

足先さげ状態

足ボトムステー

足先さげ状態にするときは膝・足ボトム（足側）

足ボトムステークリップをしてください。
（詳細は49 ページを参照）

足先あげ状態にするときは膝・足ボトム（足側）

足ボトムステー足ボトムステー

クリップ
ステー受

収納する

収納する

取外す

取外す
足ボトムステーをステー受に載せる

ちゅう

い

注意
● 足先あげ状態にするときは、
膝・足ボトムステーをステー受に確実に載せてください。載せかたが不十分な場合や、
間違った場所に載せた場合は、膝・足ボトムが不意に落下してけがをしたり、膝あげ動作のときにベッドが破損したりするおそれがあります。
● 足先の角度切換えをするときは、手や腕などをはさまないよう注意して行ってください。

121

3 ベッドの組立方法

11. ボトム長さの切換え■工場出荷時は背ボトム、膝・足ボトムともにボトムの長さはレギュラーに設定されています。

11-1. 背ボトムの場合
固定金具

レギュラー➡ミニの切換え①●背ボトム（先端部）の固定金具にある蝶ナット Aとボルト A を取外し、蝶ナットBとボルトB を緩めてください。

ボルト A※蝶ナットBとボルトBは取外す必要はありません。

❶取外す

❶緩める
蝶ナット A②●図のように固定金具を横向きにし、背ボトムと固定金具に取外したボルト A を差込み、蝶ナット A
でしっかり固定してください。

蝶ナット B❷倒す③●①で緩めた蝶ナット B を締付けて、固定金具をしっかり固定してください。

固定金具● ボルトが 背ボトムから浮かないように

しっかりと固定してください。

❸締付ける
❸固定する
蝶ナット B
蝶ナット A● 蝶ナットに緩みがないか確認してください。

④●背ボトム（先端部）を折り曲げ、ツメを切欠きにはめ込んでください。
（4ヶ所）

背ボトム（先端部）
R（レギュラー）の刻印

ミニ➡レギュラーの切換え
折り曲げる「レギュラー● ➡● ミニの切換え」の逆の手順で切換えてください。
背ボトム（先端部）が外しにくい場合は、マッ
トレス止めの先端を背ボトム（先端部）の手掛け部の間に差込み、持ちあげるようにして外してください。
（123 ページ参照）

M（ミニ）の刻印
はめ込む

122

3

ベッドの組立方法

背ボトム（先端部）

3 ベッドの組立方法
11-2. 膝・足ボトムの場合※膝・足ボトム（先端部）がマットレス止めで固定されている場合は、マットレス止めを取外してください。
マットレス止めの取外方法は、138ページの「12.
マットレス止めの取外し」を参照してください。

ベッドの組立方法

3

レギュラー➡ミニの切換え
膝・足ボトム（先端部）
を折り曲げ、先端部にあるツメを切欠きにはめ込みます。
（5 ヶ所）

折り曲げる

ミニ➡レギュラーの切換え「レギュラー● ➡● ミニの切換え」の逆の手順で切換えて
ください。

ツメ

膝・足ボトム（先端部）が外しにくい場合は、
下図のようにマットレス止めの先端を膝・足
ボトム
（先端部）
の手掛け部の間に差込み、持ちあげるようにして外してください。

R（レギュラー）の刻印
膝・足ボトム（先端部）
切欠き

差込んで
持ちあげる

はめ込む
M（ミニ）
の刻印

マットレス止め手掛け部

膝・足ボトム（先端部）

123

3 ベッドの組立方法

12.マットレス止めの取付け
マットレス止めの取付け後、内から外へ軽く押し、確実に取付いていることを確認してく
ださい。

背ボトム

ボトム横側に取付ける場合（4ヶ所）①●ボトムにある穴にマットレス止めの突起部を図 3のように斜めに差込んでください。

②●マットレス止めを内から外へ押し、しっかりと取付けてください。
マットレス止めボトム頭側・足側に取付ける場合（2ヶ所）①●ボトム（先端部）にある穴にマットレス止めの突起部を図のように斜めに差込んでください。

マットレス止め② レギュラーの場合：

マットレス止めを内から外へ押し、しっかりと取付けてください。

ミニの場合：
ボトム（先端部）と膝・足ボトム（足側）の穴の両方に突起部を差込み、マットレス止めを内から外へ押し、しっかりと取付けてください。

ツメ❶斜めに差込む

取付穴

マットレス止め

腰・足ボトム（先端部）❷外側に押す突起部
腰・足ボトム（足側）

124

ベッドの組立方法

膝・足ボトム3 ベッドの組立方法
13. ヘッドボードとフットボードの取付け
ボードストッパー

13-1. ヘッドボードの取付け

ヘッドボード※棚付ボードの場合は、126ページを参照してください。
ボード取付金具

ベッドの組立方法

3①●ヘッドボードのボード取付金具を、ベッドのボー

フットボードド受金具にまっすぐ最後まで差込んでください。

②●ヘッドボードのボードストッパーを、ボード受金

差込む

具の穴に差込んでください。
（固定）

差込む

ボードストッパーがボード受金具の穴に、確実に掛かっていることを確認して
ください。

差込む

ボード受金具

13-2.フットボードの取付け

差込む「ヘッドボードの取付け」と同じ要領で取付けてください。

ボード受金具ボードストッパー

ボードの上部に安全ラベル（警告・注意事項が記載されているラベル）が貼ってある方を足側に取付けてください。

ボード取付金具
ボード

差込む

ボード受金具
穴

けい

こく

警告

ボードは正しいユニットの組合せ（90 ～ 97 ページ参照）になっていることを確認したうえで取付けてください。誤った組合せで使用すると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などにより、けがをしたりベッドが故障したりするおそれがあります。
ちゅう

い

注意

● ボードストッパーを掛け忘れたり、掛けかたが不完全だったりしていないか確認してください。ボードが不意に外れて、けがをするおそれがあります。

・ ・● ボードを取付けるときは、落下させないよう注意してください。足に当たってけがをしたり、ゆかやボードを傷つけたりするおそれがあります。

125

3 ベッドの組立方法

14. 棚付ボード（QA0107B/QA0307B）の取付け
14-1. 棚ユニットの取付け■棚付ボード（QA0107B/QA0307B）に付属の棚ユニット（QA0307A）
を取付けて使用します。
けい

こく

警告
どにより、
感電･火災のおそれがあります。

● 棚ユニットを取付ける際は、
棚ユニットの電源コードをはさまないように注意してください。ケーブル類の破損などにより、感電･火災のおそれがあります。
ちゅう

い

注意
● 棚ユニットを取付ける際は、ボルトでボード A にしっかりと固定してください。落下して、けがや破損のおそれがあります。

● 棚ユニットはボードBに載せて使用しないでください。棚ユニットが固定できないため、不意に落下して、けがや破損のおそれがあります。

● 棚ユニットを取付ける際は、手や指をはさまないように注意してください。けがをするおそれがあります。

電源コード

ボード A には、ボルト取付穴と配線用穴がありますので確認してください。

棚ユニット

■使用工具
※付属されていません。
お客様でご用意ください。

ボルト取付穴

六角レンチ（対辺 4mm）

ボルト取付用
埋込みナット

ボード A
コードダクト
配線用穴
棚ユニット
ボード A

❷押込む

①●棚ユニットの取付部をボード A の上部に引っ掛けるように斜めに載せてください。

● 棚ユニットを取付ける際は、電源コードがベッド外側にくるように取付けてください。

● ボード A と棚ユニットの間に電源コード❶引っ掛けるがはさまれていないか確認してください。

②●上から力をかけて、棚ユニットをボード Aにしっ
かりとはめ込んでください。

126

3

ベッドの組立方法● 棚ユニットを取付ける際は、ケーブル類の上に棚ユニットを置かないでください。ケーブル類の破損な3 ベッドの組立方法③●棚ユニットのボルト取付穴とボード A のボルト

棚ユニット

取付用埋込みナットの位置をあわせてください。

ボード A● 図のように棚ユニットの欠き部とコード

ダクトの位置があっているか確認してく
ださい。

仮止めする

3

● 棚ユニットの欠き部に電源コードが通っ

ベッドの組立方法

仮止めするていることを確認してください。

棚ユニット

ボルト

欠き部

電源コード

ボード A

コードダクト

電源コード④●付属のボルトで棚ユニットとボード A を仮止めしてください。
（2ヶ所）

ボード A

⑤●棚ユニットの電源コードをボードAのコードダク

棚ユニット

トにあるツメ（5ヶ所）にしっかりとはめ込んでください。

⑥●電源コードをボード下側にある配線用穴に通し

電源コードをツメに押込む（5 ヶ所）て、
ベッド内側に出してください。

電源コードに付いているケーブルクランプ
も配線用穴に通して、ベッド内側に出してください。

コードダクト穴に通す
電源コード⑦●仮止めしたボルト（2ヶ所）を、六角レンチ（対辺4mm）でしっかりと締付け、棚ユニットとボード
A を確実に固定してください。

推奨締付トルク：1.5 ～ 2.5●N･m

14-2. 棚付ボードの取付け「ヘッドボードの取付け」と同じ要領で取付けてください。
棚付ボードのボード AとボードBは、頭側と足側のどちらを選んでも取付けることができます。

127

3 ベッドの組立方法

14-3. 電源コードの配線■電源コードの配線は、棚付ボードの取付位置と接続するコンセントの位置で配線方法が異なります。
けい

こく

警告
源コードに足を引っ掛けて転倒するおそれがあります。また、電源コードの破損などにより、感電･火災のおそれがあります。

● 電源コード・電源プラグは正しく配線してください。間違った配線をすると、手･足などが引っ掛かりけがをするおそれがあります。また、電源コードがベッドの可動部にはさまれて断線し、感電･火災のおそれがあります。

● 高さ調節機能付きのベッドの場合は、高さ・膝を最大まであげた状態で配線してください。あげた状態で配線しないと、使用中に高さをあげた際に電源コードが引っ張られて断線し、火災のおそれがあります。

棚ユニットが頭側・コンセントが頭側にある場合

棚ユニット①●電源コードが邪魔にならないように、余った長さ分はケーブルクランプで束ねてください。

②●ベッドの高さをあげ・さげして、電源コードがベッドの可動部にはさまれないこと、張りすぎないことを確認してください。確認後、高さを使用する適切な位置までさげてください。

ケーブルクランプ

棚ユニットが足側・コンセントが足側にある場合

棚ユニット①●電源コードが邪魔にならないように、余った長さ分はケーブルクランプで束ねてください。

②●ベッドの高さをあげ・さげして、電源コードがケーブルクランプ128

ベッドの可動部にはさまれないこと、張りすぎないことを確認してください。確認後、高さを使用する適切な位置までさげてください。

3

ベッドの組立方法● 電源コードは、
ベッドへの乗り降りやベッドサイドテーブルなどを使用しない側に配線してください。電3 ベッドの組立方法
棚ユニットが頭側・コンセントが足側にある場合①●左図のように電源コードを配線し、台車の端部に棚ユニット

付属のケーブルクランプで固定してください。
（2ヶ所）

3

● ケ ー ブ ル ク ラ ン プ の 取 付 方 法 は、

ベッドの組立方法

130 ページの「ケーブルクランプの取付けかた」
を参照してください。

● ケーブルクランプは、
ベッド高さ調節時にベッドの可動部が接触しない位置に取付けてください。

ケーブルクランプの取付位置● 使用しない付属のケーブルクランプ

ケーブルクランプ ベースフレーム
脚座

可動部の可動域（1個）とクリップは紛失しないよう袋などに入れて保管してください。

脚座②●ベッドの高さをあげ・さげして、電源コードがベッドの可動部にはさまれないこと、張りすぎないことを確認してください。確認後、高さを使用する適切な位置までさげてください。

電源コードをベースフレーム外側にたるみがないように配線する

棚ユニットが足側・コンセントが頭側にある場合
棚ユニット①●左図のように電源コードを配線し、台車の端部に付属のケーブルクランプで固定してください。
（2ヶ所）● ケ ー ブ ル ク ラ ン プ の 取 付 方 法 は、

130 ページの「ケーブルクランプの取付けかた」
を参照してください。

● ケーブルクランプは、
ベッド高さ調節時にベッドの可動部が接触しない位置に取付けてください。

ケーブルクランプの取付位置● 使用しない付属のケーブルクランプ

ケーブルクランプ ベースフレーム
脚座

可動部の可動域（1個）とクリップは紛失しないよう袋などに入れて保管してください。

脚座②●ベッドの高さをあげ・さげして、電源コードがベッドの可動部にはさまれないこと、張りすぎないことを確認してください。確認後、高さを使用する適切な位置までさげてください。

電源コードをベースフレーム外側にたるみがないように
配線する

129

3 ベッドの組立方法

14-4. ケーブルクランプの取付け❶

ケーブルクランプ①●電源コードを巻き込みながら、ケーブルクランプ

中央の穴にケーブルクランプ先端部を差込んで輪を作ってください。

端の穴

ベッドの組立方法

中央の穴

電源コード

❷

ケーブルクランプ台車②●ケーブルクランプの余った部分をベッドの台車に巻きつけ、ケーブルクランプ先端部をケーブル
クランプ端の穴に差込んで固定してください。
取付の際、電源コードを通している輪が台
車の外側側面に来るようにしてください。

けい

こく

警告

電源コード

● 2 つのケーブルクランプは図③を参照し、できるだけ離した位置でたるみなく取付けてください。
近い位置で固定すると電源コードがたる
み、足を引っ掛けて転倒しけがをするおそれがあります。また、ベッドサイドテーブ
ルなどの脚が引っ掛かり電源コードが破損し、感電 ･ 火災のおそれがあります。
ケーブルクランプが破損する原因となります。
●●● 電源コードを無理に引っ張ったり、引っ張った状態で固定したりしないでください。電源コードが破損し、
感電･火災のおそれがあります。

③●ケーブルクランプを固定後、左右にずれないこ❸

3と、電源コードが無理に引っ張られていないことを確認してください。締付けがゆるい場合は、ケーブルクランプ端部を再度締付け、確実に固定してください。
※取外しかたは、逆の手順で⾏ってください。

ケーブルクランプ130

4 組立後の点検■ベッドの組立てが終わりましたら、ベッドに人が乗っていないことを確認のうえ、下記のチェックシートで点検してください。
（131～ 139 ページをコピーしてお使いください）● 定期点検のときも、
このチェックシートを使用してください。
● 異常が認められた場合や詳しい点検をご希望される場合は、
パラテクノコールセンター（153 ページ参照）までお問い合せください。

● キャスターなどのオプションをご使用の場合は、各製品の「取扱説明書」
をご覧ください。

組立後の点検

4

けい

こく

警告
組立て後は点検を行ってください。組立てが不十分な状態で使用すると、けがや故障するおそれがあります。
ちゅう

い

注意
点検作業をしているときに異常音や振動が生じた場合は、すぐにベッドの使用を中止し、パラテクノコー
ルセンター（153 ページ参照）
までご連絡ください。

チェックシート

₁ ベースフレームの分解・組立

スナップピン

連結ピンにスナップピンが確実に差込まれていますか？
（左右各1ヶ所）□はい□いいえ ➡ 98・99 ページ参照

台車

連結ピン

パンタグラフ₂ 脚座の取付け● ベースフレームのすべてに脚座が取付けられプッシュリベットていますか？
（4ヶ所）● 脚座が正しい位置・向きに取付けられていま

すか？
● 脚座の高さがすべて同じになっていますか？
（4ヶ所）● プッシュリベットが正しい位置に確実に取付けられていますか？
（4ヶ所）

脚座
脚座

□はい
□いいえ ➡ 100 ～102 ページ参照

プッシュリベット131

4 組立後の点検

₃ 手元スイッチコードの配線

凸部● コネクターキャップの凸部が真上にきていま

すか ?

● コードが正しく配線されていますか？

● コードがクリップ（グレー）とクリップ（押込コネクターキャップ

4

コントロールボックス
クリップ（押込型）（4 ヶ所）□はい□いいえ ➡ 104・105 ページ参照
クリップ
（グレー）

クリップ
（押込型）
（4 ヶ所）

クリップ（黄）₄ ベースフレームと足側フレームの連結

スナップピン（大）連結ピン（短）にスナップピン（大）が確実に差込
まれていますか？
（左右各1ヶ所）□はい□いいえ ➡ 109 ページ参照

連結ピン（短）₅ 頭側フレームと足側フレームの固定

スナップピン（小）● 頭側フレームの樹脂部が足側フレームのピンに掛かっていますか？
（左右各1ヶ所）● ノブボルトで確実に締付けられていますか？
（左右各1ヶ所）● 連結ピン（長）にスナップピン（小）が確実に差込まれていますか？
（左右各1ヶ所）□はい□いいえ ➡ 110・111ページ参照

ノブボルト

樹脂部
連結ピン
（長）

132

ピン

組立後の点検型）
で固定されていますか？
（5ヶ所）● クリップ（黄）が 2 つのストッパーの間にくるようにコードが固定されていますか？

4 組立後の点検
₆ コード類の傷

プラグやコード類に傷などがありませんか？

□はい□いいえ ➡ 販売店またはパラテクノコールセンター（153 ページ参照）
へ連絡

組立後の点検4

₇ ハイローアクチュエーターとコントロールボックスの接続● ケーブルが正しく配線されていますか？

ハイローアクチュエーター

コントロールボックス
クリップ
（白）

● コネクターキャップの凸部が真上にきていますか？

● ケーブルがクリップ（白）で固定されていますか？
● ケーブルにパースロックを取付けていますか？
● 最低高さから最高高さまで高さ調節を⾏った
とき、ケーブルが引っ張られることはありませんか？
□はいパースロック□いいえ ➡ 112・113 ページ参照

シール
（白）

クリップ部

足側フレームのパイプ

コネクターキャップ凸部

マーキングバンド（白）₈ 背アクチュエーターとコントロールボックスの接続● ケーブルが正しく配線されていますか？
● ケーブルがクリップに固定されていますか？（頭側フレーム
3ヶ所・足側フレーム5ヶ所）● コネクターキャップの凸部が真上にきていますか ?
● 最大角度まで背あげ 操作を⾏ったとき、ケーブルが引っ張られることはありませんか？
□はい

背アクチュエーター

クリップ
（白）

頭側フレームクリップ（U 型）
・クリップ
（C 型）

□いいえ ➡ 113 ページ参照
クリップ
（押込型）

足側フレーム133

コントロールボックス

4 組立後の点検

₉ 電源コードの接続● 電源コードはベースフレームの外側に配線されていますか？

● フットボードよりも頭側で配線する場合、電源コードがクリップに留まっていますか ?

● 可動部と接触していませんか？

● 脚座やキャスターなどで踏んでいませんか？

4

とき、電気コードが引っ張られることはありま
せんか？

組立後の点検● 最低高さから最高高さまで高さ調節を⾏った

脚座□はい□いいえ ➡ 114 ページ参照

� 背膝連動幹と切換金具の連結● 連結ピンにスナップピンが確実に差込まれてスナップピン

連結ピン

いますか？
（2ヶ所）

● 背膝連動幹が背あげリンク・膝あげリンクに正しく連結されていますか？

□はい□いいえ ➡ 115 ページ参照

背膝連動幹
連動幹受
（背あげリンク）134

4 組立後の点検� オプション受の調節（4ヶ所）● 左右が正しい向きで取付けられていますか？

（b）
の位置

オプション取付穴（a）の位置● オプション受のツメは、四角い穴に入っていま

組立後の点検4

すか？
（オプション受1つにつき2ヶ所）● ノブナットは確実に締付けられていますか？
（オプション受1つにつき1ヶ所）● オプション受の取付位置は正しいですか？
ボトムの幅

83cm

91cm

格納位置

－

（a）

使用位置

（a）

（b）

オプション受の状態

オプション受□はいスリット□いいえ ➡ 116 ページ参照

オプション取付穴

（b）
の四角い穴

（a）
の四角い穴
ツメ
しまる

ゆるむ

ノブナット

� ボード受金具の調節（頭側左右各1ヶ所、足側左右各1ヶ所）● ボトム長さにあった位置に取付けられていま(B)：ミニ位置の四角い穴

すか？

(A)：レギュラー位置の四角い穴● 頭側用 / 足側用が正しく取付けられていますか？
● ノブボルトと角根ナットで確実に締付けられていますか？
□はい□いいえ ➡ 117 ページ参照

ノブボルト
角根ナット
ボード受金具本体フレーム

しまる
ツメ

135

ゆるむ

4 組立後の点検

� ボトム長さの調節【ミニの場合】● 背ボトムの先端部のツメが切欠きにしっかりとはめ込まれていますか？
● 膝・足ボトムの先端部のツメが切欠きにかかり、マットレス止めでしっかりと固定されていますか？
● ボード受金具の取付位置とボトム長さがあっていますか？
● 固定金具の蝶ナットが確実に締付けられていますか？
● ボトムの刻印が「M」になっていますか？

固定金具

蝶ナット

4

膝・足ボトム
はめ込む
M（ミニ）
の刻印
M（ミニ）
の刻印
はめ込む

背ボトム

□はい
□いいえ ➡ 122・123 ページ参照

� 背ボトムの取付け

プッシュリベット● リトラフレームのピンと背ボトムのフックの位置はあっていますか ?
（左右各1ヶ所）● 背ボトムとリトラフレームがプッシュリベッ
トで確実に固定されていますか？
□はい□いいえ ➡ 118・119 ページ参照

リトラフレームのピンリトラフレーム

背ボトムのフック136

組立後の点検【レギュラーの場合】● 背ボトムの先端部が固定金具でしっかりと固定されていますか？
● ボード受金具の取付位置とボトム長さがあっていますか？
● 蝶ナットが確実に締付けられていますか？
● ボトムの刻印が「R」になっていますか？

4 組立後の点検� 膝・足ボトムの取付け

キューマ部● 膝・足ボトムのピンが背ボトムの差込み穴に

膝・足ボトムしっかりと入っていますか ?

● ボトムクリップが膝・足ボトムのピンにしっか

組立後の点検4

り固定されていますか ?
● 膝・足ボトムがロックピンで確実に固定されていますか？
（左右各1ヶ所）

背ボトム
差込穴

ピン
差込む

□はい
□いいえ ➡ 119 ～121ページ参照

ピン

ピン

差込む

溝
はめ込む

差込み穴

ボトムクリップ ピン
ロックピン

ロックピン

膝・足ボトム
（腰側）
ロックピン

はめ込む

ロックピン
❶
内側へ
スライドする凸部❷
穴に凸部をはめ込む137

4 組立後の点検

� マットレス止めの取付け

ボトムにしっかりと取付けられていますか?
（6ヶ所）

□はい

マットレス止め□いいえ ➡ 124 ページ参照
マットレス止めツメ❶斜めに差込む

組立後の点検4❷外側に押す

取付穴

� ボードの取付け状況の確認（頭側・足側）● ボード取付金具がボード受金具にしっかりと入っていますか？
（頭側2ヶ所・足側2ヶ所）● ボードストッパーがボード受金具の穴に確実に掛かっていますか？
（頭側2ヶ所・足側2ヶ所）● いちじるしいがたつきがありませんか？

ボードストッパー

差込む

ボード取付金具□はい□いいえ ➡ 125 ページ参照

ボード受金具〈棚付ボードタイプのみ〉● 棚ユニットがボード Aにしっかりとボルトで固定されていますか？
（2ヶ所）● 電源コードが正しく配線されていますか？
□はい□いいえ ➡ 126 ページ参照

� 手元スイッチの確認● 電源プラグをコンセントに差込むと手元スイッチの電源ランプが緑色に点灯しますか？
● 操作ボタンを押すと、操作選択ランプが点灯し、表示パネルに「On」が表示されますか ?

（自動オフ設定が「有効」の場合のみ）□はい□いいえ ➡ 22 ページ参照

138

4 組立後の点検
� 操作時の確認

手元スイッチで「背あげ」「膝あげ」「高さ調節」の操作を最大まで⾏ったとき、以下の異常がありませんか？

□異常なし

組立後の点検4□異常音がする ➡ 販売店またはパラテクノコールセンター（153 ページ参照）
へ連絡●※場所や状態によってはお客様で注油を⾏うことができます。
□動作しない
（電源ランプが点滅する）➡ 68・69 ページ参照□ベッドが家具などに当たる ➡ ベッドを移動するか、障害物を取除いてください。

� ベッド・電装品の傷や変形● ボトムやフレームなどに、傷や変形がありませんか？
● 手元スイッチに、傷や破損がありませんか？

□ない□ある ➡ 販売店またはパラテクノコールセンター（153 ページ参照）へ連絡� ラベルのはがれ

ラベルがはがれたり、文字が見えなくなったりしていませんか？

□いいえ
□はい
（はがれている・文字が見えない）➡ 販売店またはパラテクノコールセンター（153 ページ参照）
へ連絡� ベッドのすべり

ベッドを前後・左右から押したとき、容易にすべりませんか？

□すべらない□すべる ➡ 脚座の下に敷物や脚座ゴムシート KQ-732（別売）などを敷いてください。

� 連結ピン・スナップピン（赤）の確認

スナップピン（赤）背アクチュエーター先端の連結ピンにスナップピン（赤）が確実に差込まれていますか？
連結ピン

□はい
□いいえ ➡ 販売店またはパラテクノコールセンター（153 ページ参照）
へ連絡

背アクチュエーター139

5 ベッドの分解方法■ベッドの分解は、販売店に依頼することをおすすめします。万一、ご自分で行う場合は以下の手順に従ってく
ださい。
ちゅう

い

注意

● ベッドの分解は手順に従って行ってください。手順どおりに行わないと、コード類が断線したり、ベッドが破損・変形したりするおそれがあります。

● キャスター（KQ-P90C）、キャスター付ハイトスペーサー（延長脚）（KQ-P90CH）を使用している場合

は、キャスターを固定状態（回転・旋回しない状態）にしてから作業を行ってください。固定状態になっていないと、
分解作業中にベッドが動いて思わぬけがをするおそれがあります。

取外した連結ピン・スナップピンなどは、紛失しないように保管してください。
（組立付属部品が入っていた袋などに収納することができます）①●ベッドのオプション（ベッドサイドレール・ベッド用グリップなど）をベッドから取外してください。
②●寝具・マットレスなどをベッドから降ろしてください。
③●電源プラグをコンセントに差込んでください。
④●ベッドの高さを最低高さまでさげてください。

⑤●背ボトムと膝・足ボトムを⽔平にしてください。
⑥●電源プラグをコンセントから抜いてください。

けい

こく

警告

ベッドの分解は、ベッド高さを最低高さまでさげた状態で行ってください。ベッドがあがった状態で分解しますと、部品の落下などにより思わぬけがをしたり、故障したりするおそれがあります。

140

ベッドの分解方法

1. 分解作業前の準備

5

5 ベッドの分解方法
2. ヘッドボードとフットボードの取外し
ボードストッパー

2-1. ヘッドボードの取外し

ヘッド
ボード

①●ヘッドボードを取外す前に、下記を確認してくだ
さい。
● 収納カバーに入っているものを取出すこと● 収納カバーが閉まっていること❶抜く

ヘッドボード

ボード受金具

②●ヘッドボードの左右のボードストッパーを、ボード受金具から抜いてください。
（固定の解除）ベッドの分解方法

5③●ヘッドボードを真上に持ちあげて取外してくだ

取外す❷

さい。

2-2. フットボードの取外し取外す❷
フットボード「ヘッドボードの取外し」と同じ要領で取外してください。

2-3. 棚付ボードの取外し① 棚付ボードを取外す前に、下記を確認してください。
● 棚ユニットの上にものがないこと● 電源プラグがコンセントから外れていること● 電源コードがベッドから外れていること●と同じ要領で取外して②「ヘッドボードの取外し」
ください。

棚ユニット

2-4. 棚ユニットの取外し

ボード A①●電源プラグをコンセントから抜いてください。
ベッドに電源コードを固定している場合は、ケー
ブルクランプを取外してください。

②●ボード A の配線用穴から電源コードを出して、コードダクトから外してください。

コードダクト

ボード A

電源コード

ボルト

③●六角レンチ（対辺 4mm）を使用して、ボルトを取外してください。
（2ヶ所）

棚ユニット

④●棚ユニットをベッド外側から起こすようにして、
ボード A から取外してください。

ボルトやケーブルクランプは、紛失しないよう袋などに入れて保管してください。

起こす

141

5 ベッドの分解方法

3.マットレス止めの取外し
背ボトム

図のようにマットレス止めをベッド内側に押してください。
（6 ヶ所）

膝・足ボトム内側に押す

マットレス止め

ベッドの分解方法

5

4. ボトムの取外し
4-1. 膝・足ボトムの取外し①●膝・足ボトムが「足先さげ状態」になっていること

膝・足ボトム（腰側）を確認してください。
※「足先あげ状態」になっている場合は、49 ペー
ジの「₆●ベッドの使用方法」
を参照して、「足先さげ状態」にしてください。
ちゅう

い

注意

膝・足ボトムは、「足先さげ状態」にしてください。
「足先あげ状態」になっていると、
膝・足ボトムを取外すときに、
膝・足ボトムステーがステー受に引っ掛かり、ベッドが変形するおそれがあります。

膝・足ボトム（足側）②●膝・足ボトムのロックピンの固定を図のように解除し、ロックピンを抜き出してください。
（左右各1ヶ所：計 2ヶ所）
ロックピン

ロックピン

❶
引抜く

❷
外側へ
スライドする142

抜き出す❸

5 ベッドの分解方法
ピン③●手で背ボトムを持ちあげ、キューマ部裏面のピン外すからボトムクリップを取外してください。
ちゅう

い

注意

ボトムクリップ ピン

ボトムクリップが外れていることを確認してください。外れていないと、膝・足ボトムや背ボト
ムが破損・変形するおそれがあります。

ベッドの分解方法

5④●膝・足ボトム（足側）を折り返して、膝・足ボトム（足側）
を膝・足ボトム（膝側）の上に載せてください。

折り返す

膝・足ボトム（膝側）

膝・足ボトム（足側）

キューマ部⑤●膝・足ボトムを起こし、頭側に止まるまでスライ

膝・足ボトムドさせてください。

背ボトム
差込穴

⑥●膝・足ボトムを斜め上に持ちあげて、キューマ部

ピン裏面にあるピンを、背ボトムの差込穴から抜いて
ください。

❷抜く

❶スライドさせる143

5 ベッドの分解方法

4-2. 背ボトムの取外し①●背ボトムを固定しているプッシュリベットの軸を「カチッ」と音がするまで、膝・足ボトムを固定するロックピン（121ページ参照）で押込んで固定を解除してください。

② プッシュリベットを背ボトムから取外してください。
プッシュリベットは、紛失しないよう袋などに入れて保管してください。
※ロックピンで押込めない場合は、押込みすぎないように注意しながらドライバーなどで軽く押込んでください。

軸がもう一段
内側へ入る※背ボトムを再度取付ける際は、プッシュリベッ
トの軸を押出してから使用してください。
軸を押す
軸
取外した後の状態取付ける際の状態③ 背ボトムをリトラフレームから取外してください。

144

5

ベッドの分解方法（2ヶ所）

5 ベッドの分解方法
5. ケーブル・コード類の配線の取外し
5-1. 電源コードの配線の取外し①●ベースフレームのクリップに電源コードを止めている場合は、電源コードをクリップに止めたま
ま、ベースフレームからクリップを取外してください。
図のようにクリップのストッパーを押したまま、引抜いてください。

ベッドの分解方法

5

クリップ
押す

押す

②●電源コードをまとめ、足側フレームにひもなどで固定してください。

輪ゴム

145

5 ベッドの分解方法

5-2. 背アクチュエーターの配線の取外し
シール（緑） 背アクチュエーター
差込部

キャップ

①●背アクチュエーターのコネクターキャップを反

シール
（緑）

時計回りに回して、コントロールボックスの背アクチュエーター差込部（シール：緑）からコネクターを引抜いてください。

差込部②●組立ての際に取外したキャップを、コントロール

ボックスの背アクチュエーター差込部（シール：緑）に差込んでください。

背アクチュエーター
コネクターキャップ

背アクチュエーター③●背アクチュエーターのケーブルをクリップ（U型）（頭側1ヶ所）、
クリップ（C型）（頭側1ヶ所）
、
クリッ
プ
（押込型）
（頭側1ヶ所・足側4ヶ所：計 5ヶ所）、
クリップ（白）（ 足側１ヶ所）から取外し、背アク
チュエーター側へ引出してください。

クリップ
（白）

頭側フレームクリップ（U 型）
クリップ（C 型）

クリップ（押込型）

足側フレーム背アクチュエーター

コントロールボックス④●背アクチュエーターのケーブルをまとめ、オプ
ション受内に格納してください。
ちゅう

い

注意
コネクター部を落としたり、衝撃を加えたり、はさんだりしないでください。コネクター部が破損するおそれがあります。

オプション受146

5

ベッドの分解方法

コントロールボックスの保 護のため、キャップは必ず差込んでください。

5 ベッドの分解方法
5-3. ハイローアクチュエーターの配線の取外し
ハイローアクチュエーター

足側フレーム

①●ハイローアクチュエーターのコネクターキャッ

プを反時計回りに回して、コントロールボックスのハイローアクチュエーター差込部（シール：白）からコネクターを引抜いてください。

②●保管しているキャップを、ハイローアクチュエー
ター差込部（シール：白）にはめてください。

コントロールボックスの保 護のため、キャップは必ず差込んでください。

ベッドの分解方法

5③●ハイローアクチュエーターのケーブルをパース
ロックで固定してください。

パースロック

ちゅう

クリップ

い

注意
コネクター部を落としたり、衝撃を加えたり、はさんだりしないでください。コネクター部が破損するおそれがあります。

147

5 ベッドの分解方法

6. 背膝連動幹の取外し（足側フレーム QA2＊＊＊F のみ）①●設定が「背あげ動作」状態になっていることを確認してください。
※ 背 膝 連 動 に 設 定 し て い る 場 合 は、30 ペ ージを参照して切換金具をあげ、背膝連動を解除してください。

②●電源プラグをコンセントに差込み、ベッドの高さ
を最大高さまであげてください。

③ 背膝連動幹を手で支えながら頭側先端のスナッ
プピンを抜いて、連結ピンを引抜いてください。

連結ピン

ベッドの分解方法

スナップピン

背膝連動に設定している場合
切換金具

連動幹受
背膝連動幹
（背あげリンク）④ 背膝連動幹を手で支えながら足側先端のスナップ
ピンを抜いて、連結ピンを引抜いてください。

⑤●背膝連動幹を足側フレームの方向に引抜くようにして、取外してください。

⑥●切換金具が動かないように、ひもなどで固定してください。

⑦●ベッドの高さをさげて、電源プラグをコンセントから抜いてください。

切換金具

ひもなど

連結ピン

5

スナップピン

背膝連動幹148

5 ベッドの分解方法
7. 頭側フレームの取外しリトラフレーム①●リトラフレームをひもなどで固定してください。

ひもなど②●頭側フレームと足側フレームを連結している連結ピン（長）のスナップピン（小）
を抜いて、連結ピン（長）を取外してください。
（左右各１ヶ所）③●頭側フレームと足側フレームを固定しているノブボルトを取外してください。
（左右各１ヶ所）● 背アクチュエーターのケーブルが他のユニットのフレームなどを通っていないことを確認してください。

ベッドの分解方法

5● 取外した連結ピン（長）
・スナップピン（小）
・ノブボルトは、頭側フレームまたは足側フレームに取付けるなどして、紛失しないようにしてください。

スナップピン（小）

ノブボルト
連結ピン（長）ピン④ 頭側フレームを足側フレームから取外してください。

頭側フレーム足側フレームちゅういリトラフレーム

注意
分解や持ち運びをするときは、背アクチュエーターやリトラフレームなどを持たないでください。けがや破損の原因となります。
背アクチュエーター

149

5 ベッドの分解方法

8. 足側フレームの取外し①●膝あげリンクをひもなどで固定してください。

ひもなど②●手元スイッチコードをひもなどで足側フレームに固定してください。

③ 足側フレームとベースフレームを連結しているス

スナップピン
（大）

連結ピン
（短）

④ 足側フレームの先端を少し持ちあげながら、図のようにベースフ
レームのローラーが足側フレームのローラー
受の欠き部にくるま
で、頭側にスライドさ
せてください。

足側フレーム足側フレームベースフレームローラー
足側フレーム

欠き部

ローラー

ローラー受

ベースフレーム

ベースフレーム⑤●足側フレームの先端を持ちあげて、ベースフレー
ムから取外してください。

150

5

ベッドの分解方法

ナップピン（大）を抜いて、連結ピン（短）を取外してください。
（左右各1ヶ所）※ハイトスペーサー（KQ-027A）
・キャスター
付ハイトスペーサー（KQ-P90CH）を使用している場合、④以降の作業は 151 ページ「ハイトスペーサー（KQ-027A）
・キャスター付
ハイトスペーサー（KQ-P90CH）を使用している場合」
を参照してください。

5 ベッドの分解方法●
背膝連動幹の取外し（足側フレーム● QA2＊⑥「6.●＊＊F のみ）」で取外した、背膝連動幹を足側フレームに取付けてください。
（148 ページ参照）
ちゅう

い

注意
分解や持ち運びをするときは、膝あげリンクや
ケーブルガイド、
コントロールボックス周辺部を持たないでください。けがや破損の原因となります。

ベッドの分解方法

5

膝あげリンクコントロール
ボックス■ハイトスペーサー（KQ-027A）
・キャスター付ハイトスペーサー（KQ-P90CH）を使用している場合
ハイトスペーサー（KQ-027A）
・キャスター
付ハイトスペーサー（KQ-P90CH）の取扱説
明書もあわせてご確認ください。

※イラストは KQ-027A

足側フレームちゅうい注意

作業は２人以上で行ってください。手や腕などをはさまれ、けがをするおそれがあります。
足側フレーム④●足側フレームを２人以上で持ち、ベースフレームのローラーが足側フレームのローラー受の欠き部の真上にくるまで足側フレームを頭側にスライドさせてください。

⑤●足側フレームを持ちあげて、ベースフレームから

ベースフレーム欠き部

ベースフレーム

取外してください。

⑥「6.● 背膝連動幹の取外し（足側フレーム● QA2＊＊＊Fのみ）」で取外した、
背膝連動幹を足側フレームに取付けてください。
（148 ページ参照）

151

5 ベッドの分解方法

9. ベースフレームの分解■ベースフレームを分解するとユニットが軽量化でき、運搬しやすくなります。
※分解方法の詳細については、
98 ページの「1-1.●ベースフレームの分解」
を参照してください。

10. 脚座の取外し■ベースフレームから脚座を取外して保管したい場合や、キャスター・ハイトスペーサーを使用したいときは、
下記の手順で脚座を取外してください。
い注意ベースフレームから脚座を取外すときは、ベッドを分解してベースフレームのみの状態にしてから作業を行ってください。けがをするおそれがあります。
軸がもう一段内側へ入ります。

①●脚座を固定しているプッシュリベットの軸を「カチッ」と音がするまで、指で押込んで固定を解除してください。
※指で押込めない場合は、押込み過ぎないように注意しながらドライバーなどで軽く押込んでください。

②●プッシュリベットを脚座から取外してください。

③ 脚座をベースフレームから取外してください。
（４ヶ所）

脚座とプッシュリベットは、紛失しないよう袋などに入れて保管してください。
ベースフレーム※脚座を再度取付ける際は、プッシュリベット
の軸を押出してから使用してください。
軸を押す
軸

脚座

取外した後の状態取付ける際の状態

11. 付属部品と分解したユニットの保管■付属品、組立付属部品、その他部品の保管
ベッドを分解した後、本取扱説明書および組立付属部品、その他の部品を袋などに入れて保管してください。
（組立付属部品は、開梱時に部品が入っていた袋などに収納することができます）※付属部品とユニットの詳細につきましては、
84 ～ 89 ページの「₂●梱包部品の確認」
を参照してください。

152

ベッドの分解方法

ちゅう

5アフターサービス
1. 保証書

保証期間内のとき

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。
ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

販売店名・お買い上げ日の記入が無い場合は、
品番・販売店・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

保証期間が過ぎているとき修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3. 部品の最低保有年数

2. 修理を依頼されるとき
取 扱 説 明 書 の 68・69 ペ ー ジ●「  故 障 か な？と思ったら」に従って調べてください。それでも直らないときは、ベッドの電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（右記参照）まで
ご連絡ください。
■ 連絡していただきたい内容●● 品名、
品番、製品識別表示ラベルの番号（ラベルの貼付位置は84 ～ 89 ページ参照）●● お買い上げ日●● 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）●● お名前、
ご住所および電話番号

弊社ではこのベッドの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打
ち切り後８年としております。

4. アフターサービスについて
ご不明な場合
お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセン
ターまでお問い合せください。

■ 消耗部品について●● 手元スイッチは消耗部品です。

パラテクノコールセンター

0120-54-8639

フリーダイヤル●●

受付時間：● 平● 日8：00 ～18：00●
土・日・祝日9：00 ～17：00●（年始は休業いたします）

楽匠Ｚシリーズ取説【パラテクノ株式会社について】
弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。
アフターサービス<パラマウントベッド 株式会社>社〒136-8670

東 京 都 江 東 区 東 砂 2 丁 目 1 4 番 5 号☎（03）3648-1111（大代）

東 京 支 店〒136-8670

東 京 都 江 東 区 東 砂 2 丁 目 1 4 番 5 号☎（03）3648-1171（代）

札 幌 支 店

〒060-0062

札幌市中央区南2条西13丁目318番地11☎（011）
271-1181（代）

仙 台 支 店〒984-0015

仙 台 市 若 林 区 卸 町 ２ 丁 目 ３ 番 地 の ３☎（022）
239-5211（代）

さいたま支店〒338-0001

さ い た ま 市 中 央 区 上 落 合 9 丁 目 4 番 7 号☎（048）
852-0707（代）

横 浜 支 店〒194-0004

東 京 都 町 田 市 鶴 間 5 丁 目 3 番 3 3 号☎（042）
795-8800
（代）

名古屋支店

〒461-0001

名 古 屋 市 東 区 泉 1 丁 目 2 0 番 1 7 号☎（052）
963-0600（代）

大 阪 支 店〒550-0001

大 阪 市 西 区 土 佐 堀 2 丁 目 3 番 3 3 号☎（06）6443-8791（代）

広 島 支 店〒733-0011

広 島 市 西 区 横 川 町 3 丁 目 8 番 5 号☎（082）
293-1311（代）

福 岡 支 店〒812-0013

福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 東 3 丁 目 1 4 番 2 0 号☎（092）
461-1131
（代）

本

153

メモ

154

メモ

155

156

メモ

157

158

’ 20.08
製版：株式会社 ハル