MANUAL DE INSTRUCCIONESPARA EL MONITOR DE
PRESIÓN ARTERIAL DIGITALCITIZEN CHUG330
Muchas gracias por adquirir el producto
CITIZEN. Este dispositivo es un monitor depresión arterial no invasivo mediante unmétodo oscilométrico y está diseñado
para ser utilizado en el hogar. Puede medirla presión arterial sistólica (SYS), la presión
arterial diastólica (DIA) y el ritmo cardíaco.
• Lea toda la información contenida
en este manual de instrucciones
antes de utilizar el dispositivo.
• Asegúrese de tener este manual de
instrucciones a mano durante el uso.

2101

Fecha de emisión: 2021-04-01

EXPLICACIONES DE LOS SÍMBOLOS: Pieza aplicada tipo BF: Mantener seco

: Advertencia: Precaución:C onsulte el manual de instrucciones antes del uso.
: L os productos eléctricos no deben desecharse junto con la basura
doméstica. Recicle el producto en las instalaciones correspondientes.
Consulte el reciclaje con sus autoridades locales o minorista.
Para proteger el medio ambiente, deseche las baterías agotadas en su
tienda o en lugares de recogida adecuados de acuerdo con las normativas
nacionales o locales.
Nombre : CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.
: Fabricante
Dirección : 6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi, Tokio
188-8511, Japón

Fábrica
Nombre : CITIZEN SYSTEMS (JIANGMEN) CO., LTD.
Dirección : Edificio 6, 399 Jinxing Road, distrito de Jianghai, Jiangmen, Guangdong, China
Nombre : EMERGO EUROPE:R epresentante europeo
Dirección : Prinsessegracht 20, 2514 AP La
Haya, Países Bajos: L a marca CE indica la conformidad del producto con la legislación de la
Unión que se aplica al producto y proporciona la marca CE.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Asegúrese de leer las siguientes instrucciones antes de usar el dispositivo.
Advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que podría
ocasionar lesiones graves o la muerte.
Precaución indica una situación potencialmente peligrosa que puede causar
lesiones o daños a la propiedad. Por daños a la propiedad nos referimos a los
daños consecuenciales en edificios, domicilios, pertenencias, ganado y mascotas.
Consulte a su médico antes de usar el dispositivo si tiene las siguientes
condiciones: enfermedad cardíaca, enfermedad cardiovascular, arritmias
comunes, como latidos prematuros auriculares o ventriculares o fibrilación
auricular, esclerosis arterial, mala perfusión, diabetes, embarazo, preeclampsia,
enfermedad renal, pulso débil, experimentando mastectomía, otras
enfermedades circulatorias de la sangre, o si usa un marcapasos cardiaco.
No use los resultados de la medición para el autodiagnóstico y el
autotratamiento. Consulte siempre a su médico.
Si el líquido de la pila entra en contacto con los ojos o la piel, enjuague con
agua de forma inmediata y reciba tratamiento de su médico.
No use el dispositivo si tiene lesiones en el brazo o si está recibiendotratamiento médico en el brazo.
No coloque el manguito en el brazo si tiene adherido un goteo intravenoso otransfusión sanguínea.
No comparta el manguito con otra persona infectada para evitar la infección
cruzada.
No use el dispositivo cerca de gases inflamables como los usados para
anestesia. Los gases podrían prender y causar una explosión.
No use el dispositivo en entornos de oxígeno enriquecido, como la cámara
hiperbárica de un hospital o una tienda de oxígeno. El oxígeno podría prendery causar un incendio.
La manguera de aire del manguito o el cable del adaptador de CA pueden
causar estrangulamiento accidental en bebés.
Precaución
Si encuentra cualquier incidente grave que se haya producido en relación con
el dispositivo, informe al fabricante y a la autoridad competente del Estado
miembro.

No use el dispositivo para ningún otro propósito que no sea la medición de lapresión arterial.
No intente desmontar, reparar o modificar el aparato o el manguito.
No utilice el dispositivo con niños pequeños o personas que no puedan
expresar sus intenciones.
No mida su presión arterial consecutiva o frecuentemente. Provoca congestión
sanguínea y no obtendrá una lectura correcta. Espere al menos unos minutos
antes de volver a medir.
Si cree que su cuerpo se comporta de modo anómalo o si comienza a nosentirse bien durante la medición, cese el uso y consulte con su médico.
Si el indicador de latidos cardíacos irregulares aparece con frecuencia, consulte
su salud con su médico.
Pulse el botón “START/STOP” para reducir la presión inmediatamente o retire elmanguito si no se desinfla durante la medición.
No use el dispositivo cerca de teléfonos móviles, otros dispositivos que emitan
campos electromagnéticos o en entornos electromagnéticos altos. Podría
causar un funcionamiento incorrecto.
Algunos modelos de este dispositivo pueden utilizar un adaptador de CA. En aquellos
casos en los que el adaptador de CA se vaya a utilizar, lea las siguientes precauciones.
Si no va a usar el producto, desenchufe de la toma de corriente.
Al desenchufar de la toma de corriente, no tire del cable de alimentación.
Desenchufe siempre tirando de la clavija.
No enchufe ni desenchufe el adaptador de CA de la toma de corriente si tiene
las manos mojadas.
No use el adaptador de CA si el cable de alimentación o la clavija estándañados o si la clavija no está debidamente introducida en la toma decorriente.
Limpie cualquier resto de polvo de la clavija de alimentación.
No aplique fuerza excesiva sobre el cable de alimentación ni lo retuerza, ate oenrolle durante el uso.
Utilice el adaptador de CA dedicado (modelo: AC-230CZ).

OBSERVACIONES GENERALES• Asegúrese de que el tamaño del manguito sea apropiado para la circunferencia delbrazo antes de colocar el manguito. Consulte las “ESPECIFICACIONES” sobre el tamaño.
• Si se siente con ganas de orinar, hágalo antes de medir su presión arterial.
• Respire profundamente cinco o seis veces y luego relájese antes de medir su presión
arterial. Si está tenso al tomar la medición, no obtendrá una lectura correcta.
• Su presión arterial se elevará si está ansioso o irritado, sufre de falta de sueño oestreñimiento, o acaba de hacer algo de ejercicio o ingerir una comida.
• No mida su presión arterial después de fumar, bañarse o beber alcohol, café o té.
• Mida su presión arterial a una temperatura ambiente de 68 °F/20 °C. No la mida si latemperatura de la habitación es inferior a 50 °F/10 °C o superior a 104 °F/40 °C.
• Mida su presión arterial cuando esté relajado y quieto. Mantenga el manguito a laaltura de su corazón y no mueva el brazo ni hable.
• El análisis de los datos de presión arterial recopilados durante un período prolongado
es más importante que la mera consulta de una medición. Seleccione la hora del día
más adecuada para la realización de las mediciones e intente medirse la presión
arterial a la misma hora cada día.

NOMBRES DE LAS PIEZAS

2 Mes

Pantalla
Icono de la pila

Fecha

3 FechaPresión arterial
sistólica

Indicador declasificación de lapresión arterial dela OMS

Presión arterial
diastólica

Icono delmovimiento delcuerpoIcono de lamemoria

PantallaPulso/número
de memoria
Icono de medio Indicador de latidos cardiacos
irregulares (IHB)

INTRODUZCA LAS PILAS Y EL ADAPTADOR DE CA
1 Retire la cubierta de las pilas.

Coloque un dedo en el gancho y tire de la cubierta hacia usted para abrirla.

Manguito

Manguera de aire

Lazo metálico

Clavija de lamanguera de aire

6 12H o 24H

Pulse el botón “Memoria” repetidamente para elegir entre 12H o 24H. Pulse el botón“START/STOP” para confirmar el ajuste del formato de la hora. ON u OFF comienza a
parpadear.
Pulse el botón “Memoria” repetidamente para elegir si se visualiza o no la hora. Pulse
el botón “START/STOP” para confirmar el ajuste de visualización de la hora.

3 Cierre la cubierta de las pilas.

Coloque las lengüetas en las ranuras y cierre la cubierta de las pilas hasta que oiga
un clic.
* Al visualizar el icono de la pilaoo si no aparece nada en la pantalla, cambie
las 4 pilas por unas nuevas al mismo tiempo. Si se utiliza una pila recargable, cárguela.
* No use ningún otro tipo de pila que no sea alcalina, manganeso, níquel hidrógeno yno las mezcle.
* En el caso de sustitución de la pila, la memoria se conserva incluso si se sustituyen laspilas.
* Inserte las pilas y, a continuación, ajuste el reloj.
* La medición de la presión arterial es posible incluso sin ajustar el reloj. Al ajustar el
reloj, puede registrar los resultados de las mediciones diarias junto con la hora.

* Modificación de la hora
Cuando se modifique la hora, finalice primero todos los ajustes de tiempo ymantenga pulsado el botón “Memoria” durante más de 3 segundos. Entonces, elvalor del año comienza a parpadear. Siga las operaciones de ajuste anteriores.

COLOCACIÓN DEL MANGUITO
1 Introduzca la clavija de la manguera de aire en la unidad principal.

– USO DEL ADAPTADOR DE CA –Inserte el enchufe del adaptador de CA en el zócalo del adaptador de CA en el
dispositivo.
Cuando retire el adaptador de CA, desenchufe latoma de corriente y la toma de corriente de launidad principal.
* Asegúrese de utilizar el adaptador de CA
AC-230CZ dedicado.

Toma de corriente
Enchufe dealimentación*N o coloque nada alrededordel enchufe dealimentación para que
pueda desenchufarlo de latoma inmediatamente.

* No doble la manguera de aire durante la
medición, puesto que podría causar un error de
inflado o una lesión a causa de la presión
continua del manguito.

2 Coloque el manguito.

Desenrolle el manguito y coloque el extremo delmismo a través del lazo metálico de tal modo que
el fijador de gancho y aro quede hacia el exterior. Clavija de la manguera de aire
* Asegúrese de que el tamaño del manguito sea
apropiado para la circunferencia del brazo antes de colocar el manguito.
* Coloque el manguito sobre un brazo desnudo o una manga fina.
* Si se enrolla la manga, la parte superior del brazo estará constreñida y afectará a losresultados.
* Es probable que el valor de la presión arterial difiera entre el brazo derecho y elbrazo izquierdo. Mida su presión arterial cada día en el mismo brazo.
Cierre del lazo

Cable de alimentación
Enchufe

Notas sobre el uso del adaptador de CA
Incluso cuando se utiliza el adaptador de CA, se recomienda insertar las pilas. Si
desenchufa el adaptador de CA de la toma de corriente o de la unidad principal sin
las pilas insertadas, la fecha y la hora se restablecerán. (La memoria se conserva).

Cubierta dela pilaPresione el botón “Memoria” repetidamente para aumentar el valor del minuto. Pulse
el botón “START/STOP” para confirmar el ajuste de los minutos. Entonces, 12H o 24H
comienza a parpadear.

Asegúrese de introducir las pilas en el lado negativo primeramente por losmuelles salientes para no mezclar los terminales positivo y negativo .

AJUSTE DE LA FECHA Y HORA
Toma de lamanguera de aire

5 Minuto

2 Introduzca las pilas.

GanchoBotón
Zócalo del
START/STOP
adaptador de CA

Pulse el botón “Memoria” repetidamente para aumentar el valor de la hora. Pulse elbotón “START/STOP” para confirmar el ajuste de la hora y el valor de los minutos
empieza a parpadear.

7 Con o sin visualización de la hora

– USO DE LAS PILAS –Toma
Botón de memoria

Pulse el botón “Memoria” repetidamente para aumentar el valor de la fecha. Pulse elbotón “START/STOP” para confirmar el ajuste de la fecha y el valor de la hora empiezaa parpadear.

4 HoraEl dispositivo y sus accesorios
Asegúrese de que el paquete contenga todos los elementos siguientes.
• Unidad de monitor de presión arterial• Manual de instrucciones y datos técnicos de EMC• 4 pilas de tamaño AAA exclusivamente con propósitos de demostración• El brazalete (modelo: SCN-012) se adapta a la siguiente circunferencia de brazo
22 cm–32 cm (8-3/4"–12-1/2")• [Opción] El brazalete grande (modelo: SCL-005) se adapta a la siguiente circunferencia
de brazo 32 cm–42 cm (12-1/2"–16-1/2")/
Adaptador de CA (modelo: AC-230CZ)
Unidad principal

Pulse el botón “Memoria” repetidamente para aumentar el valor del mes. Pulse elbotón “START/STOP” para confirmar el ajuste del mes y el valor de la fecha empieza aparpadear.

Hora

Este dispositivo puede memorizar los resultados de la medición junto con la fecha y lahora de la medición. El reloj se puede mostrar todo el tiempo, lo que resulta útil para
recordar tomar medidas a la misma hora todos los días para administrar su salud diaria.
* Si realiza mediciones sin ajustar el reloj, la fecha y la hora no se registrarán en losresultados de la medición, y solo los resultados de la medición de la presión arterial seregistrarán en el orden de medición.
1 Año
Tras insertar las pilas, mantenga pulsado el botón “Memoria” durante más de 3
segundos, el valor del año comenzará a parpadear. Pulse el botón “Memoria”
repetidamente para aumentar el valor del año. Cuando se excede el límite superior
que se puede establecer, la pantalla vuelve al valor límite inferior que se puede
establecer. Pulse el botón “START/STOP” para confirmar el ajuste del año y el valor delmes empieza a parpadear.

Lazo metálico
(1) Coloque el brazalete alrededor del brazo de manera que la marca azul quede enla palma de la mano y en el centro del brazo. Ajuste la posición en donde el
dobladillo del manguito sea de 0,4" - 0,8"/ 1 cm - 2 cm por encima del codo.
(2) Tire del extremo del manguito hacia afuera de modo que el manguito estécómodamente alrededor de su brazo y asegúrelo con el fijador de gancho y aro.
El apriete de instalación del manguito adecuado es cuando le permite deslizar undedo entre el manguito y el brazo.

0,4" - 0,8"/
1 cm - 2 cm

3 Acomódese bien.

• Siéntese cómodamente con los pies apoyados sobre el suelo y no cruce las piernas.
• Coloque su brazo sobre una mesa o superficie similar con el antebrazo extendido.
• Coloque el brazo de tal modo que el manguito seencuentre a la misma altura que su corazón.
• Coloque su mano de tal modo que su palma esté hacia
arriba y sus dedos relajados.
• No mueva su cuerpo ni hable durante la medición.
• Cuando mida su presión arterial estando acostado,
túmbese boca arriba, enderece su brazo y relájese.

MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL
1 Pulse el botón “START/STOP” para iniciar la medición.

Se muestran todos los dígitos. Entonces el manguito comienza a despresurizarse
automáticamente.
* El icono
que se muestra cuando se muestran todos los dígitos no es una
notificación de sustitución de la pila.
* El indicador  comenzará a parpadear cuando se detecte el pulso.

* Si no se siente bien o si desea detener la medición, pulse el botón “START/STOP” y,a continuación, el manguito se desinflará y la medición se detendrá.
* Si pulsar el botón “START/STOP” no libera el aire, desenchufe el conector de lamanguera de aire de la unidad principal y retire el manguito del brazo.
* Presurización en modo manual: M antenga pulsado el botón “START/STOP” ysuéltelo en el valor de presión donde desea
detenerse (aproximadamente 40 mmHg más
que la presión arterial máxima) para detener lapresión a esa presión. El límite superior de lapresión es de 280 mmHg.

2 Los resultados de la medición serán visualizados.

Una vez completada la medición, el manguito sedesinfla, el resultado de la medición es visualizado. Si no
hay ningún error en el resultado de la medición, el
dispositivo guarda el resultado de forma automática.
* Si aparece el icono, el resultado de la medición nose incluye en el cálculo del valor medio.

3 Borre el resultado– Borrar un resultado –Visualice el resultado de la medición que desea eliminar y, a continuación,
mantenga pulsado el botón “Memoria” durante 4 segundos o más. Cuando secompleta la eliminación, aparece “CL” en la pantalla y cambia de parpadeo ailuminado. Cuando “CL” está iluminado, la eliminación está completa, así que suelte
el botón “Memoria”. No quite las pilas mientras borra la memoria.
– Borrar todos los resultados –Después de mostrar los resultados de la medición, mantenga pulsado el botón“START/STOP” durante 4 segundos o más mientras mantiene presionado el botón“Memoria”. Cuando se completa la eliminación, aparece “ALL CL” en la pantalla ycambia de parpadeo a iluminado. Cuando “ALL CL” está iluminado, la eliminación
está completa, así que suelte los botones. No quite las pilas mientras borra lamemoria.

INDICADORESEl indicador de latidos cardiacos irregulares (IHB) aparece despuésde finalizar la medición si se detecta un latido cardíaco irregulardurante la medición.
Es posible que la medición correcta no se logre si los latidoscardíacos fluctúan mucho durante la medición. Si aparece elindicador de latidos cardíacos irregulares, vuelva a medir la presión
arterial estando relajado y quieto.
Si el indicador de latidos cardíacos irregulares aparece con
frecuencia, consulte su salud con su médico.
2 Icono del movimiento del cuerpo
Si se detecta un gran cambio de presión debido al movimiento delcuerpo o del brazo durante la medición, se mostrará una vez quese complete la medición.

140
130
120

Se pueden almacenar 60 resultados de medición en la memoria. El valor promedio se
calcula automáticamente para ayudarle a administrar su salud diaria.
1 Valor medio
Pulse el botón “Memoria”, aparecerán los íconosy, y pronto aparecerá elvalor medio de las últimas 3 mediciones.

2 Resultado antiguo

Pulse el botón “Memoria” repetidamente para ver sus resultados anteriores. Una vez
que aparezca el número de memoria, se muestra el resultado. Cada vez que pulsa elbotón “Memoria”, aparece un resultado anterior.

Método oscilométrico

Operación incorrecta o fuerte
interferencia electromagnética.

Extraiga las pilas e inserte de nuevo
todas las pilas en la dirección
correcta.

Pantalla

Tipo pantalla digital

Localización de medición

Parte superior del brazo

Manguito

Manguito suave (SCN-012)

Pila baja

Cambie las pilas.

Gama de circunferencia delmanguito

Incapaz de tomar
medidas

Hablando, moviendo el brazo o el
cuerpo, enojado, emocionado onervioso durante la medición.
Es posible que el dispositivo no
pueda medir el pulso de personas
con un pulso extremadamente
débil o personas con arritmia.

Pantalla

Alta normal

Inténtelo nuevamente cuando esté
tranquilo y no hable ni se mueva
durante la medición.
Consulte con su médico.

Causa posible

Solución

El manguito no está bien apretado.

El pulso no se puede detectar
porque el manguito no estáajustado correctamente.

80

85

90

100

110 Diastólica
(mmHg)ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO• No guarde el producto en lugares expuestos a la luz solar directa, altas temperaturas,
bajas temperaturas, humedad relativa alta o cantidades excesivas de polvo. Consultelas “ESPECIFICACIONES” para obtener información detallada sobre las condiciones dealmacenamiento.
• Asegúrese de guardar el producto fuera del alcance de niños y mascotas o donde nohaya parásitos.
• No deje caer el dispositivo ni el manguito ni los someta a golpes o vibraciones.
• No doble excesivamente el manguito o la manguera de aire. Podría causar fallos depresurización.
• Si no va a usar el producto durante un largo periodo de tiempo, extraiga las pilas.
Existe riesgo de averías debido a fugas de las pilas.
• No lave ni moje el manguito, y evite que penetre agua en la manguera de aire. Podría
causar fallos.
• No limpie el dispositivo o el manguito con alcohol, disolventes o benceno, puesto que
podrían dañar el producto.
• Si el dispositivo o el manguito se ensucian, limpie la suciedad con un paño
humedecido en detergente neutro y, a continuación, seque con un paño seco.
• Se recomienda que el producto sea revisado cada dos años, para asegurar el
funcionamiento y el rendimiento correctos de la máquina.

DESECHO

Precisión

0 – 280 mmHg

Pulso

40 – 180 pulsos/min

Presión

±3 mmHg

Pulso±5 % de lectura
Inflado automático por bomba interna

Deflación

Sistema de deflación de velocidad automática

Tensión nominal

6 V CC

EscapeVálvula de escape rápida electromagnética

Fuente de alimentación

4 × 1,5 V
Pilas TAMAÑO AAA (R03, LR03), adaptador de CA(opcional) (modelo: AC-230CZ)

Duración de la pila

Aprox. 300 veces (alcalina), aprox. 150 veces (manganeso)

Función de desactivación
automática

Aprox. 3 min. (después de activado)

Dimensiones de la unidad
principal

110 (An.) × 47 (Al.) × 104 (Pr.) mm(: corriente continua)

UnidadAprox. 210 g sin pilas

Manguito

Aprox. 130 g

Temperatura 10 °C – 40 °C
Condiciones defuncionamiento

Si la presión no cae
automáticamente durante la
medición, pulse el botón “START/STOP” para detener la medición yretire el manguito.

22 cm – 32 cm (8-3/4" – 12-1/2")

Presión

Inflación

Coloque el manguito
correctamente y vuelva a intentarlo.

Humedad15 % – 85 % HR

Presión
barométrica

700 hPa – 1.060 hPa

Temperatura -20 °C – 60 °C
Condiciones dealmacenamiento Humedad
10 % – 95 % HR
Protección contra descargas
eléctricas
Parte aplicada

Unidad de alimentación interna/equipo de clase II (cuando seusa un adaptador de CA)
Tipo BF (manguito)

Modo de funcionamiento

Funcionamiento continuo

Pila baja

Cambie las pilas.

Memoria

1 × 60 lecturas, media de las últimas 3 lecturas

La frecuencia del pulso está fueradel intervalo de medición. El pulsoera (39 lpm o menos, o 181 lpm omás).

Coloque el manguito
correctamente, respire hondo yrelájese para realizar la medición denuevo.

Vida útil

5 añosVida útil del brazalete

Aprox. 2000 veces

Protección contra la entrada de
agua

IPX0

El dispositivo no funciona
correctamente.

Póngase en contacto con el
distribuidor local.

Accesorios

Manguito, 4 baterías AAA para fines de demostración, manual
de instrucciones y datos técnicos de EMC

Accesorios opcionales

Brazalete grande (modelo: SCL-005) 32 cm–42 cm(12-1/2"–16-1/2"), Adaptador de CA (modelo: AC-230CZ).

NormalÓptimaIntervalo demediciónPeso

La medición no se puede realizar
porque hay una presión excesiva
en el sensor.

oHipertensión de grado 1 (leve)

Coloque el manguito
correctamente y vuelva a intentarlo.

Localización y solución de problemas 2

Hipertensión de grado 3 (grave)
Hipertensión de grado 2 (moderada)

Solución

No se detecta el pulso.

Presión del manguito por encima
de 281 mmHg.

• Al desechar el dispositivo y el manguito, hágalo debidamente en conformidad con las
normativas y disposiciones locales de la región en la que resida.
• Al desechar las pilas, ayude a proteger el medio ambiente respetando las regulaciones
nacionales y/o locales de reciclaje.

Pulse el botón “START/STOP” para finalizar el modo de memoria.

CHUG330

Sistema de medición

Causa posible

La posición del manguito no era
correcta o no estaba debidamente
apretado.

Sistólica (mmHg)

3 Finalización de la medición.

RECUPERACIÓN DE LOS RESULTADOS MEDIDOS

Sin respuesta cuandopresiona el botón ocarga la pila.

El indicador de clasificación de la presión arterial posee seis niveles establecidos porla Organización Mundial de la Salud (OMS).

160

Número de modelo

Pantalla

3 Indicador de clasificación de la presión arterial de la OMS

180

ESPECIFICACIONES

Localización y solución de problemas 1

1 Indicador de latidos cardiacos irregulares (IHB)* S i el indicadoroaparece en el resultado de la
medición, consulte “INDICADORES”.

Pulse el botón “START/STOP” para apagar el dispositivo o se apagará
automáticamente tras aprox. 3 minutos.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS* Este dispositivo corresponde a las siguientes normas: IEC 60601-1/EN 60601-1 (Equipos médicos
eléctricos - Parte 1), IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2 (Equipos médicos eléctricos - Parte 1-2), EN
1060-3 (esfigmomanómetros no invasivos - Parte 3).
IMPORTADORCITIZEN SYSTEMS EUROPE GmbH (Nombre de la compañía)
Otto-Hirsch-Brücken 17 70329 Stuttgart, Alemania (Dirección)
Especificaciones principales del adaptador de CA
Solamente para uso en interiores
Entrada:100 – 240 V CA 50/60 Hz 0,12 – 0,065 A
Salida:6 V CC 700 mA* No usar en lugares húmedos o mojados.
Temperatura de funcionamiento yhumedad:
10 °C – 40 °C/15 % – 85 % HR
Polaridad del enchufe del adaptador de CA
Temperatura de almacenamiento y(polaridad positiva de la punta)
humedad:-20 °C – 60 °C/10 % – 95 % HR
Intervalo de presión de funcionamiento:
700 hPa – 1.060 hPa
Equipo de clase II