取扱説明書
プロ用
このたびはマックスレーザ受光器・自動追尾台をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

警 告● 使用前に取扱説明書を読む。
● 異常を感じたら絶対に使用しない。
● 本機を絶対に分解・改造しない。

安全上のご注意警 告
レーザ光を直接見たり、レーザ射出口をのぞきこまない。 眼を傷める恐れがあります。
光学器具で直接レーザ光を見ない。 望遠鏡やルーペなどでレーザ光を直接見ると危険です。
レーザ光路は眼の高さを避ける。 レーザ光路に立ち入らない。 レーザ光路に反射物を置かない。
レーザ光を他の人に向けない。
幼児や子供の手の届く場所には保管しない。
異常を感じたら絶対に使用しない。
本機（受光器・追尾台）を絶対に分解・改造しない。
本機（受光器・追尾台）を分解・改造すると故障、感電の原因となります。また、受光器は技術基準に適合しています。本体裏面に貼られている定格シールに記載されている技術基準適合認定のマーク・認証番号はその証明ラベルです。この証明ラベルの貼り付けられた製品を総務大臣の許可なしに改造、または、証明ラベルをはがして使うことはできません。これに違反すると法律により罰せられます。
※ レーザ光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。障害が疑われる場合は速やかに医師の診断を受けてください。

注 意● この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。

故障したまま、本機を使用しない。
故障したらすぐに使用を中止し、お買い求めの販売店を通じてマックスエンジニアリング&サ ービスファクトリー㈱へお申し付けください。詳しくは、「故障かなと思ったら」をご覧ください。

● 本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

倒したり、落としたり、ゆらしたりしない。
本機（受光器・追尾台）に強いショックを与えないでください。また、故意にゆらしたり、振動を与えないでください。精度不良や故障の原因になります。
水などに濡らさない。
電気部品がショートして故障の原因となります。また、受光窓の水滴・汚れなどが精度不良の原因となります。
※ 本機（受光器・追尾台）はいかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けないJIS保護等級の4に準拠していますが、噴流水や長時間の浸漬・水没に対する保護等級ではありません。

マックス・レーザ受光器
LA-D5NV・レーザ自動追尾台
LA-NV1

墨出器のガラスが汚れていないか確認する。
墨出器のガラスが汚れていると、レーザ光が拡散し、拡散光によって受光器が誤反応する可能性があります。
次のような場所には置かない。
・直射日光があたるところや暖房器具の近くなど高温になるところ（－5～40℃の範囲でご使用ください）・ダッシュボード、トランク、荷台や直射日光下で窓を閉め切った車内・磁気を帯びたところ
・ホコリの多いところ
・振動の多いところ・濡れたところや湿気の多いところ

以下の墨出器にお使いいただけます。
高出力パルスレーザ墨出器

本機（受光器）は、高出力パルスレーザ墨出器用の受光器です。出力の低い墨出器には使用しない。
出力の低い墨出器を使用した場合、使用距離が短くなったり、検出精度範囲内に収まらない場合があります。

※機種によっては使えないものもあります。

長期間使用しない場合は乾電池を取り出す。
乾電池から液が漏れ出して、故障の原因になります。
レーザ光の性質、危険性などについて十分理解した上で、使用する。

■表示の意味についてご注意

ご使用上の注意事項は、に区 分し て いますが 、作業完了時は電源スイッチを切り、下記のお手入れをしてから保管する。
受光窓が汚れたままですと精度が悪くなる場合がありますので市販のレンズクリーナできれいに拭き取ってください。本体の汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。シンナー等の溶剤では絶対に拭かないでください。

それぞれ次の意味を表します。
誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。
なお、に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

ご注意

各部の名称
〈レーザ受光器（追尾台LA-NV1対応水準器接続アダプタ）：LA-D5NV〉
ロッドアダプタ
（付属品）

受光窓
地墨ガイド

（裏側）
操作パネル
地墨ガイド

電源LED

電池フタ（裏側）

定格シール（裏側）

電池フタ（裏側）〈クイックガイド（操作パネル名称）〉
LED色

ブザー音

▽ 点灯

アカ

ピッピッピッ・・・・ 接近

○ 点灯

アオピー

ライン一致

△ 点灯

アカ

ピピピ・・・接近追尾リンク
LE D（ミドリ）
リンク時：点灯
リンクしてない時：消灯

回転スイッチ
NAVI

電源LED
（アカ）

長押

電源

電源ON 時：点灯
電池交換時期表示：点滅

短押

リンク

追尾台電源スイッチ
長押し（約2秒 ）…追尾台電源ON/OFF
短押し…（電源ON時 ）追尾台とリンクON/OFF（回転中）回転停止

電源スイッチ（ブザー音量スイッチ）
長押し（約2秒 ）…電源ON/OFF
短押し…（電源ON時 ）電源スイッチを短押しすることで「大」・・「消音」の3モ ードの音量に切り替えができます。
「小」

墨出器取り付け部

電源LE D（アオ）電源ON 時：点灯
回転、検出中：点滅※追尾台の電源ON/OFF● 本機は電波法に準拠して製造した日本国内専用モデルです。海外の法律には適合しておりません。海外で使用すると、各国の法律により処罰されることがありますので、海外ではご使用にならないでください。

■電池の入れ方

ライン位置（追尾台の電源ON時）
回転させたい方向の回転スイッチを押すことで矢印の方向に追尾台が回転します。

注 意

ご使用になる前に受光窓基準線表示部LED表示部LED

マックス レーザ受光器 LA-D5NV
マックス レーザ自動追尾台 LA-NV1
レーザ受光器 LA-D5NV
高出力レーザ(2mW以上受光器対応)墨出器（L）155mm ×（W ）73mm ×（H ）30mm
φ120 mm × （H ）130mm
約550 g（電池含む）
約200 g（電池含む）
フォトダイオードを用いたパルス光専用受光方式 －受光距離：3～25m
追尾距離：3～20m
レーザ光の中心から±1mm以内/15m
OK 時：青色LED点灯 + ブザー連続動作「ピー」
OK 時：電源LE D（アオ）点灯
検出指示
上および下：片側LED点灯
追尾500回以上連続使用時間（※2） 30時 間以上（常温・連続受光時）
単4アルカリ乾電池4本
単4アルカリ乾電池3本
電源
オートパワーオフ
電源ON 時、無受光・操作なし状態が約10分間続いた場 合、自動的に電源OFF
電池寿命警告（※3） 電源LEDが点滅
動作温度－5～40 ℃（結露のないこと）
防塵・防滴性IP54相当取扱説明書（受光器・追尾台共通）
取扱説明書（受光器・追尾台共通）
付属品
ロッドアダプタ、単4アルカリ乾電池4本接続アダプタ、単4アルカリ乾電池3本※1 測定位置、作業環境により異なります。
※2 連続使用時間は使用状況・環境により変化することがあります。
※3 電池残量が少なくなると電源LEDが点灯 から点滅に変わります。LEDが点 滅したら電池を交換してください。

水準器

電池フタロック
ダイヤル（裏側）仕様及び付属品
商品名
対応機種
寸法
質量
受光方式
使用範囲（※1）
検出精度（※1）

製品、付属品の取り扱い及びメンテナンスなどに関する重要なご注意。

〈レーザ自動追尾台：LA-NV1〉

ご注意●以下の条件ではうまく作動しないことがあります。
・直射日光、強い照明、蛍光灯、LED照明のそば・縦ラインと水平ラインの公差部分
・窓ガラスや金属・鏡などの高反射面のそば・受光器が墨出器に真っ直ぐ向いていない

は、受光器の追尾台電源スイッチでの操作となります。

〈受光器〉① 電池ボックスのフタ端部を引き上げ電池フタを開けます。
② 新しい単4アルカリ乾電池4 本を電池フタ定格シールイラスト又はボックス内のイラストに合わせ正しく入れてください。
※ 必ず新品の乾電池をご使用ください。
③ 電池がしっかり入っていることを確認し、①と逆の方法で電池フタを閉めます。
※ 電池フタを閉めたときカチという音がし、電池フタ端部がハウジング側にしっかりはまっていることを確認してください。

電池フタ

〈追尾台〉
① 硬貨などを使い電池ボックスのロックダイヤルを反時計回りに回し、電池フタを開けます。
② 新しい単4アルカリ乾電池3 本を電池フタ定格シールイラストに合わせ正しく入れてください。
ロックダイヤル※ 必ず新品の乾電池をご使用ください。
③ 電池がしっかり入っていることを確認し、①と逆の方法で電池フタを取り付けます。
※ 電池を入れると電源LE Dが 点滅し、モータ音がしますが、故障ではありません。
電池フタ■追尾台と受光器のペアリング（登録）方法
追尾台を使用するときは接続相手の受光器LA- D 5 N V とペアリング（登録）が必要になります。
① 追尾台の電池を取り出して、完全に放電してください。
（約1分間）② 受光器の電源がO FF 状態で、回転スイッチ2 つと電源スイッチを長押しすると電源LE D と追尾リンクLE Dが 交互に点滅します。
③ 受光器のLE Dが 交互に点滅している間に追尾台の電池を入れてくださ2秒
い。電池を入れると、「ピッピッピー」と受光器のブザー音が鳴り、受光 長押し器の電源LE D が点灯します。同時に追尾台のモータが起動すると同時に電源LE D も点灯します。モータ停止と同時に電源LE D も消灯します。
上記が完了したらペアリング完了です。

NAVI
長押

電源短押

リンク

2秒
長押し

● ペアリングを行わなくても受光器としては使用可能ですが、追尾台とリンクさせるにペアリングが必要となります。

注意● 受光器は左右の地墨ガイドを基準線に合わせて設置してください。
● 受光器が水平になるよう水準器を合わせて使用してください。誤差の要因になります。

■電源のON・OFF（入れ方・切り方）について〈受光器〉表示部LEDで行います。

電源の入・切は（電源ON）注意

を「長押し（約2秒 ）」すると「ピッピッピー」とブザー音が鳴り、［表示部LE D］が点灯（1回）、［電源LED ］が点灯し、レーザライン受光可能状態となります。
（電源OFF）
もう一度を「長押し」すると｢ピピ（大）｣｢ピピ（小）｣とブザー音が2回鳴り、全てのLEDが 消灯します。
〈追尾台〉

電源・ブザー音量スイッチ
・電源：長押し（約2秒）
・ブザー：短押し（電源ON）① 受光器の電源スイッチを「長押し（約2秒）」し電源ONにします。
② 受光器の追尾台電 源スイッチを「長押し（ 約 2秒 ）」すると「ピッ、ピピ」とブザー音が鳴り、追尾リンクLE Dが 点灯し追尾台の電源LE D（ミドリ）が点灯します。このとき追尾台の電源LED（アオ）が点灯していることを確認してください。

電源LEDNAVI
長押

電源短押

リンク

追尾リンクLED（ミドリ）● 自動追尾中に受光窓と追尾台の間を障害物（手など）で遮ると誤作動することがあります。
● 自動追尾の使用範囲は20 mまでご使用いただけますが、ご使用になる測定位置、作業環境によっては反応しにくい場合があります。
● 屋外でご使用の時で特に受光器に直射日光が入る場合や近くに強い照明があるときなどは距離が著しく短くなることがあります。
● マーキング精度は、墨出器の精度+受光器の検出精度+使 用者のマーキング精度となります。
● 受光器は墨出器のレーザ光以外にも蛍光灯や工事灯の他、変調された光あるいは電波（空港周辺や高圧線近くなど）に反応し、誤作動する場合があります。
このような時は、原因と思われる変調光、変調電波を停止させるか、遮断してご使用下さい。

〈自動追尾の開始時の確認〉● 自動追尾を開始するときは、必ず受光器の追尾リンクLE D（ミドリ）と追尾台の電源LED（アオ）の両方が点灯し、リンクしていることを確認してください。
※ 自動追尾が完了すると追尾リンクLED は消灯します。再度自動追尾する場合は、追尾電源スイッチを短押しし、追尾リンクLEDを点灯させてからご使用ください。

（電源OFF）
電源
2秒
追尾台電源スイッチを「長押し（約2秒 ）」すると「ピッ、ピピ」とブ
長押し
リンク
ザー音が鳴り、追尾リンクLE Dが 消灯し追尾台の電源LEDも消灯し電源が切れます。
追尾台電源スイッチ
電源LED（アオ）〈追尾台回転停止・中止の方法〉
下記の時には追尾スイッチを短押しすることで回転を停止、自動追尾を中止することができます。
● 墨出器を回転スイッチで回転させ停止させたいとき● 自動追尾中に自動追尾を中止させたいとき〈電池交換時期表示機能〉
電池残量が少なくなると［電源LED］が点滅します。この場合、早めに新しい乾電池と交換してください。

■ロッドアダプタ取付け

NAVI
長押
短押

〈オートパワーオフ機能〉
電源が入ったまま無受光、操作なし状態が約10分 続くと、「ピッピッ」とブザー音が鳴り、自動的に電源が切れます。電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。

■ブザー音量の切替方法
電源を入れた状態では検知時に音が出る状態となります。その状態でを｢短押し｣すると音の出ない状態に設とブザー音が鳴り、音量が「小」に設定されます。もう一度定されます。その状態で再度を｢短押し｣すると「ピピッ」● 受光器を使用して頂く事で、レーザ光が見えづらい明るい場所でもレーザ光を受光できます。
〈受光器としての使用方法〉
墨出器の電源をONにし、墨出器のモードを｢受光｣モードに設定してください。

電源LED（アオ）締め付け

ロッドアダプタ

況

雄ネジ

クランプ

確認内容

電源が入らない

乾電池は消耗していないか・入れ方は正しいか

レーザ光を受光しない「安全上のご注意」 ご注意

対応する墨出器を使用しているか

レーザ光がないところで反応する
レーザ光

自動追尾が反応しない

・ 受光器、追尾台の電源スイッチが両方入っているか
・ 受光器と追尾台がペアリングしているか
・ 受光器の受光窓を墨出器（追尾台）正対しているか、遮るものはないか
・ 受光器、追尾台の使用可能な距離、範囲は測定位置、作業環境により異なります。

追尾台の回転がコントロールできない受光器の電源スイッチを長押しし、電源OFFにし再度ONにしてください。

長押

電源

短押

短押

リンク

リンク

〈図-1b〉〈垂直ラインの場合〉本機を90 °傾けて、水平ラインの場合と同様に墨出器に正対させ、受光器を左右に動かして受光窓基準線とレーザ光を一致させマーキングしてください。
● 必ず受光器が水平になるよう水準器を合わせて使用してください。
● マーキング精度は、墨出器の精度+受光器の検出精度+使用者のマーキング精度となります。

水準器〈地墨合わせの場合〉① 床面の地墨に本機の地墨ガイドを合わせ、受光窓が墨出器に正対する状態に設置します。
② 墨出器の垂直ラインを受光器の表示部LED△先端
方 向にゆっくり動かし受光窓基準線とレーザ光を一致させてください。その際、受光器に装備されている水準器を用いて受光器の水平を確認してください。
〈図- 2〉
垂直ライン※ 墨出器に微調整機構がある場合は、その機能を使うと合わせやすく〈図-2〉なります。

を「短押し」ても音が鳴らないか
スピーカ内に異物が入り込んでいないか

NAVI

長押

電源表示部LED

受光窓
基準線

地墨のような環境下で使用していないか

・墨出器のカバーガラスが汚れていないか
・周辺に窓ガラスや金属など反射しやすいものがないか
・本体から1.5m以上離しているか※蛍光灯の近くや、LED照明の下では反応する事があります。

動作時にブザー音がしない

NAVI〈自動追尾としての使用方法〉
受光器とペリングした追尾台の上に墨出器を載せて使用して頂く事で、受光器の操作により自動で墨出器の垂直ラインの地墨合わせができます。
① 墨出器の三脚ねじ穴（穴径5/ 8インチ）に付属の接続アダプ
タを取り付けます。
〈図-3a〉② 接続アダプタを取り付けた墨出器を追尾台の中央円柱取り付け部にはめ込みます。
このとき接続アダプタ底面が追尾台の上面までしっかりはまっていることを確認してください。
〈図-3b〉③ しっかりはまったことを確認したら接続アダプタ側面の六角穴付ねじを手でしっかり閉め、追尾台と接続アダプタがしっ〈図-3a〉
かり固定されたことを確認してください。

短押

故障かなと思ったら水準器② 受光器の受光窓にレーザ光が照射されると表示部LE D（アカ）が点灯し、ブザー音が鳴ります。受光器を動かして受光窓基準線とレーザ光の高さを一致させてください。一致すると表示LE D（アオ）が点灯し、ブザーが「ピー」と鳴ります。
マーキング溝
③ 受光器の表示部LE Dがアオ点灯になったら、受光器に装備されている水準器を用いて本体が水平であること表示部LEDを確認してください。その状態で受光器側面のマーキング溝に合わせて壁面などにマーキングしてください。 受光窓基準線 〈図-1a〉

注意

長押

電源

水平ライン検知時にスタッドやロッドに取付けて使用すること締め付けができます。その際は、付属のロッドアダプタを下記の方法で取付けて使用してください。
本機裏面の雌ネジにロッドアダプタの雄ネジを締め付けます。
その状態でロッドアダプタのクランプを用いてロッド等にしっかりと固定してお使いください。
〈図-5〉
〈図-5〉

状

使用方法

受光窓

NAVI

リンク

【故障かな?】 修理をご依頼される前に、次のことを確認してください。

を｢短押し｣すると音量が「大」に戻ります。

〈水平ラインの場合〉① レーザ光が照射されていると思われる付近で受光 表示部LED窓を墨出器に正対させた状態で垂直に保持します。

追尾リンクLED（ミドリ）

上記の方法で、解決できない場合は故障です。下記【故障したときは】をご覧ください。
【故障したときは】修理をご依頼される前に、上記の【故障かな?】を参照して故障かどうかを確認してください。
1）【故障かな?】の方法で解決出来ない場合は「保証書」に必要事項をご記入の上、修理をご依頼ください。
2）本機と「保証書」を運送用外箱に入れ、お買い求めの販売店を通じてマックスエンジニアリング&サ ービス
ファクトリー㈱へ点検・修理にお出しください。

保証、アフターサービスについて【保証】● 本機には保証書がついています。
● 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
● 本機の基本保証期間はお買い上げ日より1年間です。
【アフターサービスについて】● 本機の修理、メンテナンスをご要望のときは、お買い求めの販売店を通じてマックスエンジニアリング&サー
ビスファクトリー㈱にご相談ください。
● 保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
● 保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合に、ご要望により有償修理させていただきます。

0120 -228-358●マックスお客様ご相談ダイヤル『ナンバーディスプレイ』を利用しています。
接続アダプタ 〈図-3b〉● 自動追尾として使用する場合は、受光器の水準器を上にして使用してください。
追尾機能が正常に働きません。

注 意 ● 追尾台と接続アダプタがしっかり固定されていない状態で使用すると精度不良となる
恐れがあります。

④ 墨出器の気泡管の気泡が円印の中心にくるように追尾台の脚アジャスタ3本を回して墨出器を水平にします。
⑤ 墨出器の電源を入れ、垂直ラインを照射します。
⑥ 墨出器の照射モードを受光器モードに設定します。
⑦ 受光器の電源スイッチを「長押し（約2秒）」し、電源ONにします。
NAVI⑧ 受光器の追尾台電源スイッチを「長押し（約2秒 ）」し、電源ONに電源2秒します。電源LE D（ミドリ）が点灯します。このとき追尾台の電源
長押し
リンク
LED（アオ）が点灯していることを確認してください⑨ 墨出器の地墨ポイントを地墨に合わせます。
〈図-2参照〉⑩ 受光器の地墨ガイドを合わせたい地墨ライン上に置きます。
NAVI⑪ 受光器の回転スイッチを押すと、墨出器が回転し始めます。
〈図-4〉
電源2秒
※ 回転スイッチは、垂直ラインが受光器に近い方向で回転させた方が長押しリンク
速く地墨合わせが完了します。また、電池消耗低減にも繋がります。
⑫ 垂直ラインが受光器の受光窓に入ると表示部LE D（赤）が点灯し「ピピピ・・・」とブザー音が鳴り、自動的に回転速度が遅くなり微調 整を開始します。
〈図-4〉
長押
短押

長押

TEL（03）3669-8121㈹

販売関係会社
埼 玉 マックス ㈱ 〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421

TEL（048）651-5341㈹

札 幌 支 店 〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8

TEL（011）261-7141㈹

横 浜 マックス ㈱ 〒241-0822 横浜市旭区さちが丘7-6

TEL（045）364-5661㈹

仙 台 支 店 〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29

TEL（022）236-4121㈹多 摩 営 業 所 〒190-0022 立川市錦町5-17-19

TEL（042）528-3051㈹

盛 岡 営 業 所 〒020-0824 盛岡市東安庭2-10-3

TEL（019）621-3541㈹

金 沢 マックス ㈱ 〒921-8061 金沢市森戸2-15

TEL（076）240-1873㈹新 潟 支 店 〒955-0081 三条市東裏館2-14-28

TEL（0256）34-2112㈹岡 山 マックス ㈱ 〒700-0971 岡山市北区野田3-23-28

TEL（086）246-9516㈹東 京 支 店 〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6

TEL（03）3669-8118㈹四 国 マックス ㈱ 〒761-8056 高松市上天神町761-3

TEL（087）866-5599㈹

群 馬 営 業 所 〒370-0031 高崎市上大類町412

TEL（027）353-7075㈹群 馬 営 業 所 〒370-0031 高崎市上大類町412

TEL（027）353-7075㈹長 野 営 業 所 〒399-0033 松本市笹賀8155

TEL（0263）26-4377㈹マックスエンジニアリング&サービスファクトリー㈱東 関 東 営 業 所 〒300-0811 土浦市上高津915-1

TEL（029）835-7322㈹

本社・高崎サービスステーション 〒370-0031 高崎市上大類町412

TEL（027）350-7820㈹千 葉 営 業 所 〒284-0001 四街道市大日1870-1

TEL（043）422-7400㈹埼 玉サービスステーション 〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421

TEL（048）667-6448㈹

名 古 屋 支 店 〒462-0819 名古屋市北区平安2-4-87

TEL（052）918-8619㈹

札 幌サービスステーション 〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8

TEL（011）231-6487㈹

静 岡 営 業 所 〒420-0067 静岡市葵区幸町29-1

TEL（054）205-3535㈹仙 台サービスステーション 〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29

TEL（022）237-0778㈹

大 阪 支 店 〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18

TEL（06）6444-2035㈹名古屋サービスステーション 〒462-0819 名古屋市北区平安2-4-87

TEL（052）918-8624㈹

京 都 支 店 〒612-8414 京都市伏見区竹田段川原町195 TEL（075）645-5061㈹

大 阪サービスステーション 〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18

TEL（06）6446-0815㈹神 戸 営 業 所 〒650-0017 神戸市中央区楠町6-2-4

TEL（078）367-1580㈹

広 島サービスステーション 〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24

TEL（082）291-5670㈹広 島 支 店 〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24

TEL（082）291-6331㈹福 岡サービスステーション 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1

TEL（092）451-6430㈹

福 岡 支 店 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1

TEL（092）411-5416㈹

南 九 州 営 業 所 〒891-0115 鹿児島市東開町3-24

TEL（099）269-5347㈹本 社・営 業 本 部 〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6

支店・営業所●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。

短押⑬ 垂直ラインが受光窓の基準線と一致すると表示部LE D（アオ）が点灯し「ピ−」とブザー音が鳴り回転が停止します。
⑭ 墨出器の回転が止まり、表示部LE D（アオ）が継続点灯し、追尾台の電源LED（アオ）が点滅から点灯に変わったら地墨合わせの完了です。
※１分以内に追尾完了しない場合は動作を停止します。

4100083
151015-00/00

便利メモ
お名前お買い上げ日
販売店名

商品名
年月日

LA-D5NV, LA-NV1

製造番号☎