大型恒温（恒湿）器
Flexible Design Series

サイズと仕様を、カスタムオーダーできる！

CAT.NO.20220101

Size Order

50mm刻みでサイズオーダーできる
Flexible Design Series（FDシリーズ）は、試料サイズや数に最適な内寸法を指定できる恒温（恒湿）器です。
最大11.4m3

H1000〜2000mm

W1200〜2600mm

最小1.2m3

D1000〜2200mm

Standard Test

大型試験サンプルのIEC60068-2-30 規格試験に対応
電気自動車、ハイブリッド自動車の二次電池パック、車載用モジュール、ソーラーパネルや航空機部品などISO、IEC、LV 124 の規格試験にも対応します。
● 温湿度範囲（－70℃･－40℃～180℃／20％rh～ 95％rh）、容量は最適にカスタマイズ● 温度変化速度 9℃／分※が可能（※内容積によります）

10

温度下降変化速度5（℃/分）

01200

12500

5000

7500
内容積（L）

10000

11400

12500

Flexible Design
特殊装備事例

二次電池用安全装置

給排気ダンパー

大型観測窓

放圧ベント

作業性向上

消火器

ガス検知器

大型･重量のある試料に対応したハンドリフト用切欠き

配線済みの試料の出し入れが容易な扉ノッチ
試料（カーナビ等）

スリット

扉ノッチ

電源等

扉ノッチ用
ゴム栓

試験治具
コロコンラック

ローラー式棚板

特殊装備
日射試験

散水試験

2

必要設備と装置寸法
電源AC200V 3φ 3W 50/60Hz

外囲温度/湿度※電源電圧変動：定格値の±10%以内＋5℃～＋40℃、75%rh以下

冷却水

最大冷却水量（水温32℃）

4400L/h〜8800L/h

水圧0.2MPa（Gauge）～0.5MPa（Gauge）

配管接続口径32A〜50A

内容積1.2m3～11.4m3

内法（mm）

W1200×H1000×D1000～W2600×H2000×D2200

外法（mm）ただし突起物含まず

最小 W1400×H2020×D2278〜最大 W3040×H2410×D4234

設置場所スペース（一例）●1.2m3（一枚扉）●装置外法＋正面：扉開閉寸法
左右側面：800 ｍｍ、背面：1000 ｍm

2.4m3（両開扉）

装置外法＋正面：扉開閉寸法
左右側面：800 ｍｍ、背面：1000 ｍm
2240

36842734

1200

37132278

1400

300

1715
（分割寸法）
搬入時
分割位置
1019（分割寸法）

写真は消火器ユニット（別注）を装備しています。

270
200

槽内

32274

1064

※棚板、棚受はオプションです。

槽内

仕様（例）
型式

FDL

FDS

電源電圧

AC200V

FDU
3φ3W

FDG

50/60Hz

調温調湿方式

平衡調温調湿方式（BTHCシステム）
温度･湿度設定方式（定値設定およびプログラム設定）

運転可能条件

外囲温度範囲：5℃～＋40℃、外囲湿度 75%rh以下
冷却水温範囲：＋5℃～＋32℃

温度範囲−40℃～+180℃

温度変動−70℃～+180℃−40℃～+180℃−70℃～+180℃± 0.5℃（−70（−40 ）℃ ～+100℃）、±1.0℃（+101℃～+180℃）

湿度範囲

20％rh～ 95％rh

─

湿度変動

± 5%rh─

温度変化速度

最速 9℃/分（内容量による）

騒音※1
試験槽

75dB（A）以下
構成材料

ステンレス鋼板（SUS304 CP種 2B 研磨仕上げ）

床耐荷重

70 ㎏/m2

装備品

観測窓（有効視野 ： W180×H260mm）扉1枚につき、室内灯、試料電源制御端子、タイムシグナル端子、
Ethernet ポート（LANポート）、ケーブル孔 φ100mm（左右各1個）付属品

ケーブル孔ゴム栓、ガラス管ヒューズ、冷凍機給排水口接続部品、湿球用ウイック（FDL、FDSのみ）、
ユーザーズマニュアル、保証書
水圧

加湿水

0.05MPa（Gauge）～ 0.5MPa（Gauge）

水質

純水

給水管接続サイズ

電気伝導率：0.1μS/cm～10μS/cm
10A───※1 測定は無音響などの部屋で行ない、装置正面1m、高さ1.2mにおける値（JIS-Z-8731:1999 A特性）です。設置環境によっては、周囲の反響等により騒音値が大きくなります。

温湿度制御範囲●

漏電遮断器（AC200V仕様）●

冷凍機配線用遮断器●

空焚防止器（湿度付きのみ）●

制御回路過負荷短絡保護サーキットプロテクター●

配電室扉スイッチ●

冷凍機高低圧圧力開閉器●

温度ヒューズ●

圧縮機温度スイッチ●

試料電源制御端子●逆転防止リレー

●上･下限温（湿）度警報機能（温度調節器に内蔵）●

バーンアウト検出回路（温（湿）度調節器に内蔵）●

ウォッチドグタイマー（温度調節器に内蔵）●

温度過昇防止器●

冷却水断水リレー●

加熱ヒーター配線用遮断器

内容量表示
01200〜11000●

電熱式蒸気発生器用 配線用遮断器（湿度付きのみ）●

電熱式蒸気発生器用 水位異常検出スイッチ（湿度付きのみ）

温湿度範囲
L ：−40℃〜＋180℃/20％rh〜95％rh
U ：−40℃〜＋180℃
S ：−70℃〜＋180℃/20％rh〜95％rh
G ：−70℃〜＋180℃●

クーリングタワーインターロック端子

95%rh

相対湿度

100
9080
70605040（％rh）
3020100

安全装置

102030405060

温度（℃）

7080 90 10085℃※＋40℃以下で運転する場合、冷却器（兼除湿器）に着霜があるため連続運転時間に制限があります。

型式
FD− ＊＊＊＊＊

4

オプション
ケーブル孔（キャップ･ゴム栓付）
扉ノッチ（ゴム栓付）

棚板･棚受

通信機能
パソコンに直接接続して機器の運転管理が行えます。
・ RS−485
・ RS−232C
・ GPIB

試料通電などのために槽内壁面（天井、左右側面）に設ける貫通孔。
（ゴム栓付）
・ φ50mm・ φ100mm・ φ150mm
・ 扉ノッチ

静電容量型湿度センサー制御方式
一例

側面扉φ50mm

φ100mm

ケーブル孔用ゴム栓

風速可変ケーブル孔の付属品と同一品。
・ φ50mm・ φ100mm・ φ150mm

ケーブル孔露受け

湿球温度方式のウイックのかわりに高分子式薄膜静電容量方式の湿度センサーに変更します。ウイックの交換作業が不要になります。
測定範囲 ： 0～100％rh
精度： ± 2％rh（－20〜＋40℃／0～90％rh）

風の影響を受けやすい軽い試料など、低風速や一定の風速での試験が必要な場合に風速を切り替えできます。
設定値の範囲：3 段階

観測窓なし扉

記録計 ペーパーレス

光の影響を受ける試料などに、観測窓をなくすことも可能です。

槽内温度など各部の温湿度を記録します。
取付位置 ： 装置天面または側面
データセーブ周期 ： 5 秒
内部メモリー ： フラッシュメモリー8MB
外部メモリー ： CFカード 256MB付属			USBメモリーポート〈温度タイプ〉
入力数 ： 温度 1 点		
（ 5 点OFF、設定変更可能）〈温湿度タイプ〉
入力数 ： 温度 1 点･湿度 1 点		（ 4 点OFF、設定変更可能）

5オプション
非常停止スイッチ

外部機器異常時入力端子

ガス検知器（CO／H2 ／CO2 ／H2S）

装置を手動で緊急停止するスイッチ。
取付位置：計装パネル

外部機器と連動される場合、外部機器の異常発生時に、装置の運転を停止させるための端子を装備します。

槽内の各種ガス濃度を検知し、リミット設定値に到達するとアラームを発報し運転を停止します。

100Vコンセント

給排気ダンパー（ブロワー有／ブロワーなし）
外気を槽内へ導入し、槽内の空気と置換します。

タイムシグナル出力端子

試料への通電や、計測機器への給電用に100Ｖの電源コンセント２個、サーキットプロテクタ1個を装備します。
・ 100V 3A

リレー接点（タイムシグナル）を 9点増設します。
（標準で 2点装備）

純水製造装置

状態表示タワー

不純物を取り除き、加湿に最適な純水を連続的に作ります。

離れた場所からでも、装置の状態を確認できる表示タワーです。点灯色、点灯／点滅、ブザー音の有無などを、選択できます。
・ 3 段 点灯色：3色
・ 4 段 点灯色：4色

追加温度過昇防止器
試料保護のために標準では上限温度警
報機能、温度過昇防止器を装備していますが、さらに温度過昇防止器を一系統追加します。
取付位置： 計装パネル

消火器（CO2 ／N2 ）各種検知器のリミット到達時、もしくは起動スイッチにて噴射します。

※別オプションの連続給水純水供給口（減圧弁なし）が必要です。

方式 ： 逆浸透膜 加圧ポンプ式
導電率 ： 10μs／cm以下

消費電力計
装置の積算電力量を表示します。
表示範囲：0 ～ 9999.99kWh
外部メモリー：SDメモリーカード
取付位置： 計装パネル※SDメモリーカードは付属していません。

扉電磁ロック
運転中に扉が開けられないようにロックします。

湿球用ウイック

安全に関するご注意

付属品と同一品。
槽内床面補強● 爆発性物質および可燃性物質、さらにそれらを含有する物質は、試験●

温度過冷防止器

槽内に絶対に入れないでください。また、これらの物質を装置付近●
煙検知器に放置しないでください。爆発、火災のおそれがあり、危険です。

熱検知器
放圧ベント
● 腐食性物質は槽内に入れないでください。
試料から腐食性物質が発装置用床固定金具
生する場合、特にステンレスや銅の腐食、樹脂やシリコンの劣化によ●

何らかの原因で、設定温度より温度が下がりすぎた時、試料保護のために運転を停止させます。
取付位置： 計装パネル●

り、製品の寿命を著しく低下させることがあります。
槽内で発生した急激な圧力を外部に放出
耐食性冷却器することで、装置の破損を防止します。
● 生物、許容発熱量をこえるものは試料として使用しないでください。
●●●

警報出力端子本器が「異常」発生など設定動作状態となった時、接続した機器の動作を連動させるために使います。
動作： NO 接点（ノーマリーオープン）へ接続時
は、設定動作時「閉」の接点出力
NC 接点（ノーマリークローズ）へ接続時
は、設定動作時「開」の接点出力
通電容量：AC250V 3A
付属： プラグ
取付位置： 右側面か制御盤内※お客様にて警報回路を接続してください。

フロストフリー範囲拡大（温湿度制御範囲全域）● 製品をお使いになる前に、取扱説明書を必ずお読みください。

高湿度（98%rh）対応

安全に関するご注意● 爆発性物質および可燃性物質、さらにそれらを含有する物質は、試験槽内に絶対に入れないでください。また、これらの物質を装置付近に放置しないでください。爆発、火災のおそれがあり、危険です。
● 腐食性物質は槽内に入れないでください。
試料から腐食性物質が発生する場合、特にステンレスや銅の腐食、樹脂やシリコンの劣化により、製品の寿命を著しく低下させることがあります。
● 生物、許容発熱量をこえるものは試料として使用しないでください。
● 製品をお使いになる前に、取扱説明書を必ずお読みください。

6https://www.espec.co.jp/

本社

530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6● エスペック製品や技術に関するお問い合わせはカスタマーサポートデスク

Tel: 06-6358-4753
営業･アフターサービス拠点
仙台
宇 都 宮
つ く ば
高崎
東京
西 東 京
神 奈 川厚
木静岡
名 古 屋
金沢滋
賀大阪兵庫広島
福岡

Tel : 022-218-1891
Tel : 028-667-8734
Tel : 029-854-7805
Tel : 027-370-3541
Tel : 03-6402-3592
Tel : 042-501-2571
Tel : 044-740-8450
Tel : 0463-94-9433
Tel : 054-654-6570
Tel : 052-777-2551
Tel : 076-268-1891
Tel : 077-551-2275
Tel : 072-834-1323
Tel : 078-950-1771
Tel : 082-832-8065
Tel : 092-471-0932

Fax : 022-218-1894
Fax : 028-667-8738
Fax : 029-854-7785
Fax : 027-370-3542
Fax : 03-6402-3593
Fax : 042-501-2573
Fax : 044-797-0073
Fax : 0463-94-6542
Fax : 054-654-6571
Fax : 052-777-2575
Fax : 076-268-1893
Fax : 077-551-2276
Fax : 072-834-7755
Fax : 078-950-1772
Fax : 082-832-8068
Fax : 092-474-3500

受託試験に関するお問い合わせは
宇 都 宮
豊
田刈谷神
戸

Tel : 028-667-8735
Tel : 0565-25-3364
Tel : 0566-62-8380
Tel : 078-951-0961

Fax : 028-667-8733
Fax : 0565-25-3365
Fax : 0566-62-8385
Fax : 078-951-0964

レンタルに関するお問い合わせは
Tel : 06-6358-4746 Fax : 06-6358-4764
海外関連会社ESPEC NORTH AMERICA, INC.
Tel : 1-616-896-6100 Fax : 1-616-896-6150
ESPEC EUROPE GmbHTel : 49-211-361850-0
ESPEC ENVIRONMENTAL CHAMBERS
SALES AND ENGINEERING LTD. STI. (Turkey)
Tel : 90-212-438-1841 Fax : 90-212-438-1871
ESPEC ENVIRONMENTAL EQUIPMENT (SHANGHAI) CO., LTD.
Head Office
Tel : 86-21-51036677 Fax : 86-21-63372237
BEIJING Branch
Tel : 86-10-64627025 Fax : 86-10-64627036GUANGZHOU Branch
Tel : 86-20-83317826 Fax : 86-20-83317825
SHENZHEN Branch
Tel : 86-755-83674422 Fax : 86-755-83674228
SUZHOU Branch
Tel : 86-512-68028890 Fax : 86-512-68028860
TIANJIN Branch
Tel : 86-22-26210366 Fax : 86-22-26282186
XI’AN Branch
Tel : 86-29-88312908 Fax : 86-29-88455957
CHENGDU Branch
Tel : 86-28-88457756 Fax : 86-28-88474456
WUXI Branch
Tel : 86-510-82735036 Fax : 86-510-82735039
ESPEC TEST TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.
Tel : 86-21-68798008 Fax : 86-21-68798088
ESPEC ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.
Tel : 66-3-810-9353
Fax : 66-3-810-9356
ESPEC ENGINEERING VIETNAM CO., LTD.
Tel : 84-24-22208811 Fax : 84-24-22208822● 製品の改良・改善のため、仕様および外観、その他を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

TT8B04C00（記載内容は 2022 年 8月現在のものです。）● 本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。