高速大容量冷却遠心機

販売名

高速冷却遠心機

販売名

スイングロータ

スイングロータ

最大容量500mL×4（S-5004）

最大容量500mL×4（S-5004）

最高回転数

4,800rpm（S-2504）

最高回転数

4,800rpm（S-2504）

最大遠心力

4,300×g（S-2504）

最大遠心力

4,300×g（S-2504）

アングルロータ

アングルロータ

最大容量

1,000mL×4（A-1K4）

最大容量500mL×6（A-5006）

最高回転数

22,000rpm（A-224,A-506）

最高回転数22,000rpm（A-224）

最大遠心力52,490×g（A-506）

最大遠心力44,370×g（A-224）

寸法64(W)×82(D)×86(H)cm
ドア開放時141cm＊

寸法50(W)×78(D)×85(H)cm
ドア開放時137cm＊

重さ245㎏

重さ

207㎏

2.6kW、9.4MJ/h（省電力モード約35W）

消費電力

電源条件

単相200V・50/60Hz・30A・コード長4m

電源条件

単相200V・50/60Hz・30A・コード長4m

定格電圧、定格電流200V、17A

定格電圧、定格電流200V、12A

消費電力

発熱量

使用環境

適合規格

温度

10 〜 40℃

湿度80%以下(31℃以下)、50%以下(32 〜 40℃)

高度2,000m以下

使用環境

適合規格

IEC61010-2-020

速度設定範囲遠心力設定範囲

発熱量

300 〜 22,000rpm

速度設定範囲10または100rpmステップ
10 〜 52,490×g

遠心力設定範囲

10または100×gステップ
秒：1、10秒ステップ

タイマ設定範囲

温度10 〜 40℃

湿度80%以下(31℃以下)、50%以下(32 〜 40℃)

高度2,000m以下

高速大容量冷却遠心機

̶300 〜 22,000rpm
10または100rpmステップ
10 〜 44,370×g

高速冷却遠心機

10または100×gステップ
秒：1、10秒ステップ

分：1、10分ステップ

タイマ設定範囲

Hold

分：1、10分ステップHold

温度設定範囲-20℃〜 40℃

温度設定範囲

冷媒

R404a

冷媒

充填量800g（左右400g）

テンプリミット（異常温度検知）、プレクーリング（予備冷却）、ステップ遠心、フラッシング運転、メモリフラッシング運転、遅延運転機能

1.8kW、6.5MJ/h（省電力モード約35W）

機能-20℃〜 40℃
R404a

充填量578g

テンプリミット(異常温度検知）、プレクーリング（予備冷却）、
ステップ遠心、フラッシング運転、メモリフラッシング運転、遅延運転

プログラムメモリ

30個

プログラムメモリ

加減速可変3段階切替、自然減速加減速可変3段階切替、自然減速

価格（本体/税別）

2,300,000円

価格（本体/税別）

1,750,000円

30個＊ドア開放時の高さにアジャスタは含まれておりません。

This model is designed exclusively for Japan.
日本国内専用機

使用上のお願い

この製品は日本国内200V専用です。また日本国内での使用を意図した安全規格に基づいて設計・試験・製造しているため、日本国外でのご使用は、重大な事故の危険や障害の原因となります。
「日本国内専用機」を、日本国外へ持ち出ししないよう、お願いいたします。
また、日本国外での「日本国内専用機」に対するサービス（修理、点検、消耗品の供給など）の提供につきましても、対応いたしかねます。
このカタログに掲載されている製品は専門知識をもっている方々を対象としており、これらの方々がその目的により相当の注意のもとに使用されるためのものです。必要な専門知識を有しない方には適切な使用ができない場合があり、危険が伴うことがあります。このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。
● ロータ、バケットに傷や、腐食がある。

禁止

右記のような場合は、使用を直ちに中止してください。

● ロータの交換時期（耐用年数、耐用回数）を超えたとき。
● コゲくさい臭いや異常に熱くなる。

事故防止のため、電源スイッチを切り、電源から電源お願い● 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
● その他の異常・故障がある。

プラグ ／ 接 続 端 子をとりは ずし、「 使 用 禁 止」の 貼 紙をして、お近くの弊社に必ずご相談ください。

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
安全に関するご注意●「取扱説明書」を紛失しないでください。いつでも読める場所に保管してください。
● 安全にご使用いただくために、耐用回数・耐用年数に達したロータは交換をお願いしています。
どうかご理解とご協力をお願いいたします。

・補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。ただし、入手不可能な補給/補修部品は除きます。
・価格、仕様、外観などは、お断り無く変更することがありますのでご了承ください。
・表示価格は、2023年4月現在の価格（税別）です。

久保田商事株式会社
www.kubotacorp.co.jp

E-mail : sales@kubotacorp.co.jp

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-9 ☎（03）3815-1331
札 幌 営 業 所 ☎（011）751-2175
仙 台 営 業 所 ☎（022）287-2181
つくば 営 業 所 ☎（029）856-3211

名古屋営業所 ☎（0561)64-2351
大 阪 営 業 所 ☎（06）6762-8471
広 島 営 業 所 ☎（082）871-7811

製造販売元
福 岡 営 業 所 ☎（092）621-1161

許可番号 10B3X00003
株式会社 久保田製作所
東京都豊島区東池袋3-23-23

A4/Printed in Japan

シンプルに、使いやすく基本機能の充実はもちろん、日々変化する多様なニーズをしっかりサポートし、ルーチンワークを快適に保ちます。

ロータセットは置くだけで完了
セット完了を音でお知らせ
セットミスによる故障、事故を防止します。

ロータカバーの取付ミス防止「カチカチ」とクリック音がすると、ロータカバー取付は完了です。

取付ミスによる事故を防止します。
つまみは大きく、回しやすい形状です。

大容量ロータの軽量化に成功！
「ロータが重くて交換が大変…。」そんな声にお応えして軽量化した大容量ロータのラインナップをそろえました。

A-2506250mL×6本

高速大容量冷却遠心機

10.1kg

A-5004500mL×4本13.3kg

A-5006500mL×6本

14.9kgA-1K4

1,000mL×4本

14.1kg

高速冷却遠心機

回転数

加速・減速が速い
加減速時間は16％〜48％短縮しました。
（ 当社比）

新ロータ
旧ロータ

30%短縮
10,000rpm

36%短縮

加速

フットスイッチ（コードNo.014-0512）
ドアはハンズフリーで開けられます。

減速時間

価格 31,500円

500mL×6本ロータの比較、Model 7000にて
（当社比）

12

50mLコニカル管が36,530 g〜20,850 gで使用可能

コンパクト設計で実験室の有効活用

チューブ破損防止のため回転数を下げたり、特別なコニカル管を選ぶ必要がありません。

遠心機の幅は64cm、50cmで、研究スペースの確保ができます。

86cm

A-508C

オートクレーブ（121℃）
可能

50mL 8本 16,500rpm、36,530 g（Model 7000にて）85cm

A-6512C
50mL 12本 11,500rpm、20,850 g
15mL 12本 11,500rpm、17,590 g（Model 7000にて）82cm

タイマー機能

78cm

64cm

50cm
高速冷却遠心機

高速大容量冷却遠心機

設定回転数に到達してからのタイマカウントダウンと、運転開始からのカウントダウンができます。

■ 操作パネルはつまみとキーで簡単操作
つまみを回すだけで回転数、時間、温度がすぐに設定できます。

ステンレス沈殿管
フル容量可能、シーリングキャップ付きで液漏れ防止● 広口ボトルだからサンプル回収が簡単です。
● ステンレスですから耐薬品性、耐久性に優れています。
● 高遠心力で使えます。

■ ロータ温度補正機能■ サンプル出し忘れ防止機能

サンプル温度を設定温度に合わせます。

サンプルを出し忘れたときブザー音でお知らせします。

■ プレクーリング機能■ 運転監視機能（オプション）

ロータの予備冷却でロータ温度は急速降下します。

回転数、温度、時間などの運転情報をコンピュータに出力します。

■ メモリフラッシング機能（特許）■ 加減速カーブ可変機能

スピンダウン運転した時間を自動メモリします。

■ 遠心力積算値（g・sec値）運転と測定機能
250mL

オートクレーブ（121℃）
可能＊1500mL

コードNo.052-0050
価格 157,500円（2個セット）＊1 サポータはオートクレーブ不可

オートクレーブ（121℃）
可能

コードNo.052-0060
価格 189,000円（2個セット）1,000mL

オートクレーブ（121℃）
可能＊2

コードNo.052-7080
価格 312,900円（2個セット）＊2 外キャップはオートクレーブ不可

34■ ロータ自動判別機能（特許）ロータスペック（）内の数字は、サンプル温度を4℃以下で遠心できる回転数と遠心力です。
7000

ロータ名称

ロータ価格

チューブ形状A-224
tube追加¥290,000

1.5mlTube

tube-4

2mlTubeA-1224¥472,500

7000
アダプタ
コードNo.

本数

チューブ寸法直径×長さmm

最高回転数rpm

最大遠心力×g

1.5 / 2mLマイクロチューブ

249.5〜11×36〜42

22,00044,37022,00044,370（21,000） （40,430）

0.5mLマイクロチューブ

24７〜7.9×25〜34

22,00039,50022,00039,500055-7590（21,000） （35,990） （¥2,900・2個セット）

0.2mL PCRチューブ

24

5.9〜6.3×20〜24

22,00034,630055-0500
22,00034,360（21,000） （31,550） （¥2,900・2個セット）

12mLチューブ

24

15.7〜16.4×102〜105

最高回転数rpm

最大遠心力×g

42,860＊5
17,00018,50036,190＊5（16,500） （34,090） （14,500） （26,330）

チューブ形状A-1K4¥1,300,000−本数

チューブ寸法直径×長さmm

最高回転数rpm

最大遠心力×g

最高回転数rpm

最大遠心力×g

アダプタ
コードNo.

1,000mLボトル＊2

495.7〜98.3×194.3〜196.8

9,000

15,760

−

−−−−−

−

17,00025,850−−−¥840,000
12

17×121

11,50017,59010,00013,300−50mLコニカル管＊1,31230×117

50mLコニカル管＊1,38

30×117

16,50036,53015,00030,190（15,000） （30,190） （13,500） （24,450）−

50mLチューブ＊2

6

28.5〜29×102〜109

20,00043,38022,00052,490（19,000） （39,150） （17,000） （31,340）−

11,50020,85010,00015,760−15mlコニカル管
50mlコニカル管

遠心機に使用するチューブの耐遠心力は、事前にチューブメーカにご確認ください。
ロータには耐用回数・耐用年数があります。詳しくはお問い合わせください。
（注）
オートクレーブ可能な温度、時間、回数には制限があります。詳しくはお問い合わせください。
＊1＊2＊3＊4＊5＊6

アダプタコードNo.055-1250を使用すると15mLコニカル管（グライナー、コーニング、ラブコン、ヌンク社）を使用できます。
アダプタ使用時の遠心力はロータの取扱説明書をご覧ください。
ロータの公称容量未満で各種アダプタがあります。詳しくはお問い合わせください。
キャップ直径36mmまでの、イワキ、グライナー、コーニング、ザルスタッド、スミロン、ビオラモ、ファルコン、フィッシャー、ラブコン、ヌンク社製が使えます。
各社の15mLコニカル管（PP製）が使えます。
表記遠心力は外側の遠心力です。内側の遠心力は、最高回転数でModel 7000が35,970×g、Model 6000が30,370×gです。
ナルジーン3114-0010（FEP）、3115-0010（PSF）、3118-0010（PC）、3119-0010（PPCO）が使用できます。

tube-1150mlコニカル管●0.5mLマイクロ¥367,500

10mLチューブ＊6616〜16.3×79〜92

20,000055-4280
40,70022,00049,240（19,000） （36,730） （17,000） （29,400）（¥44,100・2個セット）

50mLチューブ＊28

28.5〜29×102〜109

36,98017,50020,00048,300（17,000） （34,900） （15,500） （29,010）

−

A-508

¥378,000

A-1008

チューブ用アダプタ

コードNo.055-7590
価格 ¥2,900（2個セット）

A-506

34,92017,50020,000055-4280
45,610（17,000） （32,960） （15,500） （27,400）（¥44,100・2個セット）＊6

10mLチューブ

8

16〜16.3×79〜92

100mLチューブ＊2

8

38×114

15,50035,19013,50026,690（13,500） （26,690） （12,000） （21,090）−

250mLボトル＊2660〜62.4×119〜137

13,00026,83011,50021,000（12,000） （22,860） （10,000） （15,880）−

500mLボトル＊2

468〜70.2×155〜170.5

12,00023,830（11,000） （20,020）

8,500

11,950−500mLボトル＊2

668〜70.2×155〜170.5

10,00018,890（9,500） （17,050）

8,000

12,090−●0.2mL PCR

チューブ用アダプタ

コードNo.055-0500
価格 ¥2,900（2個セット）

A-2506¥787,500¥960,000●ステンレス沈殿管●ステンレス沈殿管●ステンレス沈殿管

コードNo.052-0050
250mL
価格 ¥157,500（2個セット）※サポータはオートクレーブ不可

コードNo.052-0060
500mL
価格 ¥189,000（2個セット）

500mL tube

5

コードNo.055-4280
10mLオークリッジ型チューブ用価格 ¥44,100（2個セット）

オートクレーブ（121℃）可能（注）500mL tube

A-5006

シーリングアダプタ

オートクレーブ（121℃）
可能（注）BT62-2
コーニングボトル
BT62-1
ナルジェヌンク250ml遠心ボトル
ナルジェヌンク250ml遠心ボトル

A-5004●高速アングルロータ用

オートクレーブ（121℃）
可能（注）¥546,000¥661,500

6000

チューブ種類

500mL tube

C-850

12ml

A-508C

ロータ価格−

A-6512C¥404,200

ロータ名称

tube-19

tube-10 tube-11）内の数字は、サンプル温度を4℃以下で遠心できる回転数と遠心力です。

6000

チューブ種類

15mLコニカル管＊4¥580,000（6

コードNo.052-7080
1,000mL
価格 ¥312,900（2個セット）※外キャップはオートクレーブ不可

ロータスペック

このチューブラックは5mL、7mL、10mL採血管と15mLガラス管が使え、便利です。

＊1

チューブ形状tube追加

1.5mlTube

1.5/2mL×36

チューブ種類×本数

tube-26
フローサイトフローサイトtube-6-1tube-6-2tube-6-3

1.5/2mL×80

7ml採血管7ml採血管7ml採血管5〜7mL
細い採血管×68

8mlCPT
8mL CPT単核球
分離用採血管×24

10ml
10mLガラス管×80

tube-20
tube-8-1
tube-8-2
tube-8-315ml

フローサイトtube-20
tube-8-1
tube-8-2
tube-8-315ml

tube-6-1tube-6-2tube-6-3

10mL採血管/
15mLガラス管×68

10ml採血管
10ml採血管
10ml採血管tube-21

tube-10

tube-7-1
tube-7-3
tube-7-2
5ml採血管5ml採血管5ml採血管15mlコニカル管

10ml採血管
10ml採血管
7ml採血管7ml採血管5〜10mL採血管/7ml採血管5〜10mL採血管/
15mL
15mL
50mL
15mL
15mL
10ml採血管 5〜10mL採血管/15mLガラス管×28 15mLガラス管×48 15mLガラス管×48 コニカル管×16 コニカル管×28 コニカル管×28 コニカル管×32 ガラス管×450ml

50mL
50mL
ガラス管×8 ガラス管×12

12〜13.7×62〜110

13.5〜15.8×81〜130

12〜13.8×65〜95

15〜17.2×52〜110

4,000

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

4,800

4,000

3,500

4,800

3,500

4,000

3,500

4,800

3,500

4,000

最大遠心力 ×g

4,250

3,040

2,290

2,300

2,310

2,080

2,300

4,150

2,970

2,300

4,280

2,300

3,060

2,330

4,150

2,3302,990

055-6900

055-4740

バケット コードNo.
053-5840

9.5〜11×36〜42

コードNo.
バケット053-5820￥73,000

055-4800ーー

アダプタ コードNo.
055-0260

バケット コードNo.
053-5840＊4

Max 3,500rpm
Max 2,380×g

バケットはオプション（別売）です。

￥340,000

コードNo.

BT-06
055-0260

BT-02
053-5840

BT-03
055-4800￥38,600

12〜17.2×72〜110￥210,000BT-07
055-6900￥50,400￥77,200

BT-08
055-4740￥38,600

12〜16.8×72〜110

ーー

バケット コードNo.
053-5840

ーBT-02053-5840＊4￥42,000

055-1190055-4760

055-4780

ーー￥210,000

BT-11055-4760￥36,700￥38,600
055-1150055-1160

055-1140ー055-4780P

BT-02053-5840

055-0880P￥210,000

27〜36.4×85〜11017×121055-0880＊4（4個セット）S-2504tube-18

4,800

S-724 ￥160,000

オートクレーブ
可能（注）フローサイトtube-26

tube-9tube-7-1
tube-7-3
tube-7-2
5ml採血管5ml採血管5ml採血管1.5/2mL×72＊3

最高回転数 rpm

チューブ寸法 直径×長さ mm
スイングロータtube-42mlTube＊2

シーリングキャップ
055-0964￥21,000ー（4個セット）オートクレーブ
可能（注）Max 4,800rpm
Max 4,300×g

バケットは標準付属です。
シーリングキャップはオプション（別売）です。

S-5004 ￥420,000

ーーーーー

バケットとシーリングキャップは標準付属です。

ーーーーーー055-0770

tube-22-1

50mlコニカル管

50mL
コニカル管×12100ml

38〜46.5×
83〜12030×117

tube-12

tube-22-2
100ml

tube-14175mlコニカル管
225mlコニカル管

100mLガラス管×450mL
コニカル管×16175mL
コニカル管×4

tube-12

tube-13

tube-14

61×118/61×130/61×137

500mL×4

85×135自立型喀痰
チューブ×4tube-25-2
tube-25-1 自立型喀痰チューブtube-25-3

自立型喀痰自立型喀痰チューブ
チューブ×8×8

38〜46.5×113〜120

61×118

4,000

3,500

3,500

4,800

4,000

4,800

3,500

4,000

3,500

4,800

4,000

4,000

4,800

4,000

最大遠心力 ×g

4,250

3,040

2,330

2,330

4,250

2,970

4,250

2,330

3,080

2,380

4,300

3,0803,080

4,250

3,020

055-6070

055-4770￥73,000ー

055-4850

ーーー

＊5＊6ー

Max 3,500rpm
Max 2,380×g￥340,000

バケットはオプション（別売）です。

コードNo.

055-6070P￥36,700

BT-13055-4770

055-1170055-4850ーー

BT-14055-4850￥38,600

60〜62×100〜134.4ーーー￥38,600

055-1200×12×16

3,500
2,250

2,290

2,300

055-0430055-0440055-0450ーBT-14055-4850￥38,600

自立型喀痰チューブ自立型喀痰チューブ

キャップ径φ48以下 キャップ径φ37以下 キャップ径φ48以下 キャップ径φ37以下 キャップ径φ31以下
チューブ径φ35以下 チューブ径φ31以下 チューブ径φ35以下 チューブ径φ31以下 チューブ径φ28以下

4,800

コードNo.

055-0740￥53,500＊9500mL tube

250mL×4

175/200/225mL
コニカル管×4ー￥60,000

BT62-2
コーニングボトル
BT62-1
ナルジェヌンク250ml遠心ボトル
ナルジェヌンク250ml遠心ボトル

175mlコニカル管
225mlコニカル管
200mlコニカル管

ー055-0750

055-0730￥46,200（4個セット）S-2504ーー

最高回転数 rpm

バケット
053-5820

オートクレーブ
可能（注）

ー

＊8

50mL
コニカル管×4

ー055-0740

055-0750

ー￥37,400

チューブ寸法 直径×長さ mm

S-724 ￥160,000ー￥31,500

055-0730

tube-11

スイングローター￥26,400

チューブ形状チューブ種類×本数ーー055-1150￥18,900
055-0770

コードNo.

Max 4,000rpm
Max 3,080×g

ー￥26,400ー
オートクレーブ
可能（注）ー055-1190

BT-11+
055-0430

BT-12+055-0440

BT-12+
055-0450￥38,800￥38,800￥38,800055-1210

シーリングキャップ
055-0964￥21,000ー（4個セット）オートクレーブ
可能（注）Max 4,800rpm
Max 4,300×g

S-5004 ￥420,000

バケットは標準付属です。
シーリングキャップはオプション（別売）です。

ーMax 4,000rpm
Max 3,080×g＊5ーーー

アダプタなしで使用可

ー

ー

ー

ー

055-1210̲n055-1200

055-1170￥26,400￥26,400
055-0760

コードNo.

バケットとシーリングキャップは標準付属です。

￥26,400055-1180

ーオートクレーブ
可能（注）

ーーーー

ー

055-0780

ー055-1180055-0760￥40,800￥46,200

ロータには耐用回数・耐用年数があります。詳しくはお問い合わせください。
（注）
オートクレーブ可能な温度、時間、回数には制限があります。詳しくはお問い合わせください。
＊1 セキスイ社製インセパックⅡ、テルモ社製ベノジェクトⅡ、ニプロ社製ネオチューブ、ベクトン・ディッキンソン社製バキュテイナ各種5〜7mLの細い採血管が使用できます。
フローサイト用チューブも使用できます。
＊2 このチューブは、ベクトン・ディッキンソン社製バキュテイナ8mL CPT単核球分離用採血管（公称φ16×125）です。
＊3 セキスイ社製インセパックⅡ、テルモ社製ベノジェクトⅡ、ニプロ社製ネオチューブ、ベクトン・ディッキンソン社製バキュテイナ各種5〜10mLの細い・太い採血管が使用できます。
フローサイト用チューブも使用できます。
＊4 コードNo.053-5840バケットを使用する際は、同じロータでコードNo.053-5820バケットを使用することはできません。
コードNo.053-5840バケットは、ガラス製スピッツ管（先細管）が使用できません。

7＊5＊6＊7ー055-0780

ーー055-0800

アダプタなしで使用可ーー

055-0780

055-0780

055-0800￥19,300￥19,300￥43,000＊5 ファルコンのコニカル管175mL（カタログNo.352076）が、クッション（カタログNo.352090）を使うことで遠心できます。
＊6 ヌンクのコニカル管200mL（カタログNo.376813）がクッション（カタログNo.377585）を使うことで遠心できます。
ファルコンのコニカル管225mL（カタログNo.352075）が、クッション（カタログNo.352090）を使うことで遠心できます。
＊7 200/225mLコニカル管を遠心するときは、シーリングキャップが使用できません。
＊8 ナルジーン、ヘロラボ、コーニング平底250mLボトルが使用できます。
＊9 500mLボトル（コードNo.K15501C/ポリプロピレン）が使用できます。

8ロータスペック
ロータ名称

ロータ価格

P-751
シールド
バケット

¥682,500

P-89

プレート形状tube-15プレート種類＊1

本数

PCRプレート

2マイクロプレート

12

ディープウェルプレート

4PCRプレート2マイクロプレート

8

プレート寸法mm

最高回転数rpm

最大遠心力×gアダプタ
コードNo.

86（W）×128（D）×90（H）

5,000

4,390

055-6380（¥52,500・2個セット）

マイクロプレート

tube-16

すべてのロータは最大負荷での厳しい耐久テストをクリアしていますが、何らかの理由で遠心中にロータが破壊する可能性はゼロとはいえません。
86（W）×130（D）×89（H）

2,400

tube-16■ IEC61010-2-020に準拠した遠心機は、万が一ロータが遠心中に破壊しても、使用者の安全1,080

マイクロプレート¥241,500BT-41
055-6370

ディープウェルプレート

遠心機の国際安全規格 IEC61010-2-020■ 遠心中のロータは、大きな運動エネルギーをもっています。

ディープウェルプレート

tube-15

安全に対する取り組み

055-6370（¥8,400・2個セット）4を考えた構造です。

ディープウェルプレート

ロータの耐用回数・耐用年数

トレイ055-6380（オプション）￥52,500（2個セット）■ 遠心機の回転体であるロータやバケットは、ステンレスやアルミといった金属材料で作られ96ウェルプレート×12枚

ディープウェルプレート
×4枚

スクエアウェルプレート
×4枚フィルタープレート＋ディープウェルプレート×2枚

PCRプレート×2枚ています。
■ 金属の板を何回か曲げたり伸ばしたりすると、ポキッと折れてしまいます。
これがいわゆるロータには耐用回数・耐用年数があります。詳しくはお問い合わせください。
（注）
オートクレーブ可能な温度、時間、回数には制限があります。詳しくはお問い合わせください。
＊1

金属疲労です。
■ ロータやバケットは高速で回転するために、この「曲げたり伸ばしたり」を繰り返しており、遠心前にプレート類の強度をテストしてからご使用ください。下段のプレートがつぶれることがあります。

ある一定回数に到達すると金属疲労によって破断してしまいます。
■ 安全にご使用いただくために、耐用回数・耐用年数に達したロータは交換をお願いしています。
どうかご理解とご協力をお願いいたします。

高い品質の商品をお届けするために■ 開発段階でプロトタイプを作り、実際の使用条件にあわせて耐久テストを実施しています。
耐久テストをクリアしたものだけが次のステップに進めます。
■ 耐久テスト後、さらにプロトタイプを作り、実際のユーザ様の現場でフィールドテストを実施しています。終了後にユーザ様からフィードバックをいただき、商品に反映させています。
■ 出荷前の検査は熟練の技術者が行っています。
実際に遠心して音や振動を人間が感じるなど、一台一台丁寧に検査しています。

910