販売名

マイクロ冷却遠心機

アングルロータ
最大容量5mL×12

最高回転数

15,000rpm

最大遠心力20,630×g

寸法29(W)×48.4(D)×28.4(H)cm
ドア開放時高さ53cm

重さ
消費電力

29.5kg
発熱量

460W、1.7MJ/h（省電力モード時約35W）

電源条件

100V・50/60Hz・15A、
コード長2m

定格電圧、定格電流AC100V、4.6A

使用環境

温度

10 〜 40℃

湿度80%以下(31℃以下)、50%以下(32 〜 40℃)

高度2,000m以下

IEC61010-2-020

適合規格

300 〜 15,000rpm

速度設定範囲100rpmステップ
100 〜 20,600×g

遠心力設定範囲

100×gステップ
1分〜 99分

マイクロ冷却遠心機

分：1分ステップ

タイマ設定範囲

Hold-9 〜 40℃
1℃ステップ

温度設定範囲
冷媒

R134a

機能

メモリフラッシング運転、プレクーリング（予備冷却）、出し忘れお知らせ音、
ロータ試料温度表示、
遅延運転、運転終了音(5種類+無音)

充填量96gプログラムメモリ

3個

加減速可変自然減速

医療機器製造販売届出番号

10B3X00003000049

動物用医療機器製造販売届出番号

2動薬第375号

価格（本体/税別）

500,000円

This model is designed exclusively for Japan.
日本国内専用機

使用上のお願い

この製品は日本国内100V専用です。また日本国内での使用を意図した安全規格に基づいて設計・試験・製造しているため、日本国外でのご使用は、重大な事故の危険や障害の原因となります。
「日本国内専用機」を、日本国外へ持ち出ししないよう、お願いいたします。
また、日本国外での「日本国内専用機」に対するサービス（修理、点検、消耗品の供給など）の提供につきましても、対応いたしかねます。
このカタログに掲載されている製品は専門知識をもっている方々を対象としており、これらの方々がその目的により相当の注意のもとに使用されるためのものです。必要な専門知識を有しない方には適切な使用ができない場合があり、危険が伴うことがあります。このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。
● ロータ、バケットに傷や、腐食がある。

禁止

右記のような場合は、使用を直ちに中止してください。

● ロータの交換時期（耐用年数、耐用回数）を超えたとき。
● コゲくさい臭いや異常に熱くなる。

事故防止のため、電源スイッチを切り、電源から電源お願い● 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
● その他の異常・故障がある。

プラグ ／ 接 続 端 子をとりは ずし、「 使 用 禁 止」の 貼 紙をして、お近くの弊社に必ずご相談ください。

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
安全に関するご注意●「取扱説明書」を紛失しないでください。いつでも読める場所に保管してください。
● 安全にご使用いただくために、耐用回数・耐用年数に達したロータは交換をお願いしています。
どうかご理解とご協力をお願いいたします。

・補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。ただし、入手不可能な補給/補修部品は除きます。
・価格、仕様、外観などは、お断り無く変更することがありますのでご了承ください。
・表示価格は、2023年4月現在の価格（税別）です。

久保田商事株式会社
www.kubotacorp.co.jp

E-mail : sales@kubotacorp.co.jp

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-9 ☎（03）3815-1331
札 幌 営 業 所 ☎（011）751-2175
仙 台 営 業 所 ☎（022）287-2181
つくば 営 業 所 ☎（029）856-3211

名古屋営業所 ☎（0561)64-2351
大 阪 営 業 所 ☎（06）6762-8471
広 島 営 業 所 ☎（082）871-7811

製造販売元
福 岡 営 業 所 ☎（092）621-1161

許可番号 10B3X00003
株式会社 久保田製作所
東京都豊島区東池袋3-23-23

A4/Printed in Japan

研究者の視点で使いやすさを追求しました

ロータスペック
スピンカラム用アダプタ

マイクロチューブにスピンカラムのキットをのせて使用できます。
チューブのキャップが遠心力で切れることはありません。

オートクレーブ可能（注）使うほどわかる便利な機能■ 加速・減速14秒（MA-2024ロータ使用のとき）■ サンプル温度は4℃を維持

ロータ名称

温度補正機能搭載。
■ メモリフラッシング機能でスピンダウンが簡単

MA-2024＊5

フラッシング後、自動で蓋が開きます。
■ 大きなつまみで使いやすい操作パネル■ 排気を遠心機後部上方にすることでコンタミネーションを防ぎ、

MA-2724＊5

遠心機の真横で作業しても排気風が気になりません。
■ 横幅29cm、奥行48.4cmの省スペース設計で、MA-512

オートクレーブ可能（注）オートクレーブ可能（注）MA-2024
1.5/2mL×24
価格 65,000円（税別）
ロータ蓋コードNo.028-1420（オプション）
価格 12,000円（税別）
スピンカラム用アダプタコードNo.028-1360（オプション）
価格 50,400円（税別）

MA-2724
1.5/2mL×24、0.5mL×12、0.2mL PCR×12価格 105,000円（税別）
シールドロータ用蓋
コードNo.028-1370（オプション）
価格 52,500円（税別）

MA-5125mL×12価格 102,000円
（税別）

アダプタ
コードNo.

チューブ種類本数

チューブ寸法直径×長さ mm

最高回転数rpm

最大遠心力×g

1.5/2mL

24

9.5〜11×36〜42

15,00020,630

―

0.5mL

24

7〜7.9×25〜34

15,00018,360055-7590

0.2mL PCR＊1

24

5.9〜6.3×20〜24

15,000

16,100055-0500

スピンカラム用チューブ＊2

24

9.5〜12.3×36〜50

15,00020,380028-1360

1.5/2mL

24

9.5〜11×36〜42

15,00020,630―0.5mL＊3

127〜7.9×25〜3415,000

16,850―0.2mL PCR＊1,3125.9〜6.3×20〜24

15,00014,840―0.5mL247〜7.9×25〜34

15,00018,360055-7590

0.2mL PCR＊1245.9〜6.3×20〜2415,000

16,100055-0500

5mL＊41215×59

15,00020,630―ロータには耐用回数・耐用年数があります。詳しくはお問い合わせください。
（注）
オートクレーブ可能な温度、時間、回数には制限があります。詳しくはお問い合わせください。

実験台にぴったりのサイズです。

＊1 0.2mL PCRチューブは、最高回転数までは使えないことがあります。耐遠心力が低いためです。
＊2 ミリポア アミコンウルトラ-0.5、ウルトラフリー -MCが使用できます。
キアゲンチューブを使用する場合は12本までとなります。
＊3 ロータ内側の0.5mLチューブは12本、0.2mL PCRチューブは12本使えます。外側のチューブ穴24コと同時使用できます。
＊4 バイオビック5mLサンプリングチューブ、ワトソン5mLメガチューブが使えます。
＊5 マイクロティナの遠心が可能です。

■「省電力モード」を設定できます
10分間使用しないと自動的に冷凍機を停止させ、表示をOFFにします。

マイクロ冷却遠心機

このときの消費電力は僅か約35Wです。

安全に対する取り組み
ロータの耐用回数・耐用年数

用途にあったロータ群■ 遠心機の回転体であるロータやバケットは、ステンレスやアルミといった金属材料で作られています。

■ 加速・減速が速い。
スピンカラムにも対応―― MA-2024ロータ■ 金属の板を何回か曲げたり伸ばしたりすると、ポキッと折れてしまいます。
これがいわゆる金属疲労です。
■ ロータやバケットは高速で回転するために、この「曲げたり伸ばしたり」を繰り返しており、ある一定回数に到達すると金属疲労によって破断してしまいます。

マイクロチューブでスピンカラムキットが使用できます。
（アダプタが必要、オプション）■ 安全にご使用いただくために、耐用回数・耐用年数に達したロータは交換をお願いしています。
どうかご理解とご協力をお願いいたします。

高い品質の商品をお届けするために■ シールドロータで1.5/2mL 24本―― MA-2724ロータ
0.2mL PCRチューブも遠心可能

シールドバケット■ 開発段階でプロトタイプを作り、実際の使用条件にあわせて耐久テストを実施しています。
耐久テストをクリアしたものだけが次のステップに進めます。
■ 耐久テスト後、さらにプロトタイプを作り、実際のユーザ様の現場でフィールドテストを実施しています。終了後にユーザ様からフィードバックをいただき、商品に反映させています。
■ 出荷前の検査は熟練の技術者が行っています。実際に遠心して音や振動を人間が感じるなど、一台一台丁寧に検査しています。

12