ハイキャパシティ冷却遠心機

販売名
スイングロータ
最大容量

1,000mL×4、血液バッグ×4

最高回転数

4,000rpm（RS-4000）

最大遠心力

4,150×g（RS-4000）

寸法

64(W)×78(D)×86(H)cm
ドア開放時151cm＊

重さ205㎏

消費電力

1.8kW、6.5MJ/h（省電力モード約46W）

発熱量

電源条件

単相200V・50/60Hz・20A、
コード長4m

定格電圧、定格電流200V、12A

使用環境

適合規格

温度

10 〜 40℃

湿度80%以下(31℃以下)、50%以下(32 〜 40℃)

高度2,000m以下

IEC61010-2-020
200~4,000rpm

速度設定範囲10または100rpmステップ

ハイキャパシティ冷却遠心機

10 〜 4,150×g

遠心力設定範囲

10または100×gステップ

タイマ設定範囲

1秒〜 990分
1秒または1分ステップ、HOLD（∞）

温度設定範囲-20℃〜 40℃、1℃ステップ

冷媒

R404a

機能

ロータ温度補正機能、テンプリミット（異常温度検知）、ステップ遠心、遅延運転

プログラムメモリ10個

加減速可変9段階

医療機器製造販売届出番号

10B3X00003000025

充填量650g

動物用医療機器製造販売届出番号

元動薬第2171号

価格（本体/税別）

1,650,000円＊ドア開放時の高さにアジャスタは含まれておりません。

This model is designed exclusively for Japan.
日本国内専用機

使用上のお願い

この製品は日本国内200V専用です。また日本国内での使用を意図した安全規格に基づいて設計・試験・製造しているため、日本国外でのご使用は、重大な事故の危険や障害の原因となります。
「日本国内専用機」を、日本国外へ持ち出ししないよう、お願いいたします。
また、日本国外での「日本国内専用機」に対するサービス（修理、点検、消耗品の供給など）の提供につきましても、対応いたしかねます。
このカタログに掲載されている製品は専門知識をもっている方々を対象としており、これらの方々がその目的により相当の注意のもとに使用されるためのものです。必要な専門知識を有しない方には適切な使用ができない場合があり、危険が伴うことがあります。このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。
● ロータ、バケットに傷や、腐食がある。

禁止

右記のような場合は、使用を直ちに中止してください。

● ロータの交換時期（耐用年数、耐用回数）を超えたとき。
● コゲくさい臭いや異常に熱くなる。

事故防止のため、電源スイッチを切り、電源から電源お願い● 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
● その他の異常・故障がある。

プラグ ／ 接 続 端 子をとりは ずし、「 使 用 禁 止」の 貼 紙をして、お近くの弊社に必ずご相談ください。

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
安全に関するご注意●「取扱説明書」を紛失しないでください。いつでも読める場所に保管してください。
● 安全にご使用いただくために、耐用回数・耐用年数に達したロータは交換をお願いしています。
どうかご理解とご協力をお願いいたします。

・補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。ただし、入手不可能な補給/補修部品は除きます。
・価格、仕様、外観などは、お断り無く変更することがありますのでご了承ください。
・表示価格は、2023年4月現在の価格（税別）です。

久保田商事株式会社
www.kubotacorp.co.jp

E-mail : sales@kubotacorp.co.jp

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-9 ☎（03）3815-1331
札 幌 営 業 所 ☎（011）751-2175
仙 台 営 業 所 ☎（022）287-2181
つくば 営 業 所 ☎（029）856-3211

名古屋営業所 ☎（0561)64-2351
大 阪 営 業 所 ☎（06）6762-8471
広 島 営 業 所 ☎（082）871-7811

製造販売元
福 岡 営 業 所 ☎（092）621-1161

許可番号 10B3X00003
株式会社 久保田製作所
東京都豊島区東池袋3-23-23

A4/Printed in Japan1,000mL×4本から血液バッグ(400mL)×4までの遠心が可能

ロータスペック
RS-4000
スイングロータ

RS-4000

バケットNo.053-5980
シーリングキャップは使用できません。
¥210,000（4個セット）

バケットNo.053-0010
シーリングキャップ付¥787,500（4個セット）¥520,000（ロータのみ）
053-0010のバケット付の写真です。

大容量なのにコンパクトな設計
チューブ種類本数

チューブ寸法直径×長さmm

最高回転数rpm

最大遠心力×g

15mLコニカル管

4817×121

4,000

4,110

055-0300（¥66,700・4個セット）

50mLコニカル管

2030×117

4,000

4,130

055-0310（¥66,700・4個セット）

50mLガラス管

1627〜35.8×93〜117

4,000

4,020

500mLコニカル管＊1496×147

4,000

4,150700mLステンレス管＊2497×138

4,000

4,150

1,000mLボトル＊3497.5〜98×174.2〜177

4,000

4,150

−

400mL白除 / MAP用血液バッグ

4−

4,000

4,080

055-6170L（¥16,800・4個セット）

ロータ名称■ 64（幅）╳78（奥行き）╳86（高さ）cmとコンパクトサイズです。高さも86cmと低く、サンプルの出し入れが楽になりました。
■ スイングロータRS-4000 は、400mL白除/MAP用

RS-4000

血液バッグを4個同時に処理できます。

サンプル温度は4℃を維持

RS-1950
スイングロータ

バケット
コードNo.

053-5980
053-0010

チューブラック
コードNo.

055-0330（¥66,700・4個セット）−−RS-1950¥720,000

ロータ名称

チューブ種類本数

チューブ寸法直径×長さmm

最高回転数rpm

最大遠心力×g

10mLガラス管

182

12〜13.5×75〜110

3,000

1,760

RS-1950

7 〜 10mL採血管 / 15mLガラス管

120

15〜17.2×70〜110

3,000

1,760

7 〜 10mL採血管 / 15mLガラス管

130

15〜17.2×70〜110

3,0001,760

バケット
コードNo.

チューブラック
コードNo.

ロータに付属055-0060（¥134,400・4個セット）

055-0030（¥123,900・2個セット）＊4055-0050（¥111,300・2個セット）

ロータには耐用回数・耐用年数があります。詳しくはお問い合わせください。
この本体で使用可能なロータは、1種類です。同時に2種類以上のロータは使用できません。

ハイキャパシティ冷却遠心機＊1＊2＊3＊4

フットスイッチ（オプション）

コーニングのコニカル管（No.431123）
で、クッション（No.431124）が必要です。
ステンレス管（コードNo.052-1530 ¥295,000 / 2個セット）が使用できます。
ヘロラボ1,000mLボトル（カタログNo.253562、253565 PC製、
カタログNo.253572、253575 PPCO製）、ナルジーン1,000mLボトル（カタログNo.3120-1000 PPCO製、
カタログNo.3122-1000 PC製）が使用できます。
2分割型のチューブラックです。

ドアは、フットスイッチで自動開き。
新設計のガススプリングで素早く開きハンズフリーで実験操作に便利です。

価格 31,500円

ロータの耐用回数・耐用年数■ 遠心機の回転体であるロータやバケットは、ステンレスやアルミといった金属材料で作られています。
■ 金属の板を何回か曲げたり伸ばしたりすると、ポキッと折れてしまいます。
これがいわゆる金属疲労です。
■ ロータやバケットは高速で回転するために、この「曲げたり伸ばしたり」を繰り返しており、ある一定回数に到達すると金属疲労によって破断してしまいます。

■ 加減速カーブは9段階に変更できます。

■ 安全にご使用いただくために、耐用回数・耐用年数に達したロータは交換をお願いしています。

サンプル・目的に応じて、加減速カーブを9段階にどうかご理解とご協力をお願いいたします。

切り替えることができます。
舞い上がりしやすいサンプルのために、急加速・緩安全に対する取り組み

減速開始回転数を変更できます。密度勾配遠心も可能です。

■ 開発段階でプロトタイプを作り、実際の使用条件にあわせて耐久テストを実施しています。
耐久テストをクリアしたものだけが次のステップに進めます。

● 加速番号を変更すると、1,000rpmまでの加速カーブが変わります。

■ 耐 久テスト後 、さらにプロトタイプを作り、実 際 の ユ ーザ 様 の 現場で● 減速番号を変更すると、1,000rpm以下（RS-1950ロータ）、または2,000rpm以下（RS-4000ロータ）の減速カーブが変わります。

フィールドテストを実施しています。終了後にユーザ様からフィードバックを● A3からA1までのカーブは、急加速開始回転数Naをいただき、商品に反映させています。

0rpmから最高回転数までの範囲で変更できます。
● d3からd1までのカーブは、自然減速（ブレーキなし）■ 出荷前の検査は熟練の技術者が行っています。実際に遠心して音や振開始回転数Ndを0rpmから最高回転数までの範囲で変更できます。

動を人間が感じるなど、一台一台丁寧に検査しています。

1

2