2018/12/25

埼玉大学の大学間連携
共同観測について
大学間連携WS

181225

埼玉大学

大朝由美子

埼玉大学教育学部/大学院理工学研究科
天文学研究室 人員(2018)

スタッフ2名: 大朝（教育学部/大学院理工学研究科）
秋田谷さん(理工学研究科)
学生8名 (大学院生1、学部生7)
 これまでOISTER観測に携わった人員 スタッフ2名、学生39名
 これまでの教育研究 (2013-2017年度) ～OISTER共同研究関連～
修士論文 3編 ＋ 卒業論文 6編
1. 埼玉大学55cm望遠鏡システムの性能・精度評価試験と望遠鏡制御開発
2. 三波長同時偏光撮像装置の開発
3．埼玉大学望遠鏡・観測装置制御系“SaCRAシステム”の開発
4. 埼玉大学55cm望遠鏡を用いたTRIPOLの試験観測とその性能評価
5. 埼玉大学55cm望遠鏡観測システムにおけるプログラム開発
6. 埼玉大学55㎝望遠鏡SaCRA用エシェル分光器の開発
7. 埼玉大学55cm望遠鏡SaCRAを用いたV1647 Oriにおける変光探査
8. 中分散エシェル分光器の開発、及び、性能評価
9. 偏光装置の性能評価

12018/12/25

可視三色同時偏光撮像装置”MuSASHI”

可視中分散分光装置

SaCRAシステム
36cm望遠鏡

55cm望遠鏡
36cm望遠鏡

観測/解析支援システム

気象観測システム

観測装置①MuSaSHI
Multiwavelength SimultaneouS High throughput Imager and polarimeter

可視の長波長側の3波長帯(r,i,z)を同時に偏光・撮像観測
同一観測条件で効率良く観測できる
FOV ～ 12.8’× 12.4’(＠F6.5)
光学系

ウェッジ付きダイクロイックミ
ラー＋フィルター

検出器

FLI ML4710-DD×2
ML4710-MB×1(e2V CCD4710使用)

観測波長

SDSS準拠 r(5,500-6,800Å)
i(7,000-8,100Å)z(8200-10,000Å)

望遠鏡
フランジ検出器

i

DM1
BF-i

BF-r 検出器

r
DM2
BF-z

観測視野
12.8 × 12.5 arcmin@SaCRAカセグレン （0.727 arcsec/pixel）
筐体

アルミニウム製 + アルマイト
40×40×10cm 10kg(+検出器)

限界等級（S/N=10@60秒）

r~16.3m, i~16.3m, z~16.3m

検出器z

潮田 2016 修士論文

2

2018/12/25

観測装置①MuSaSHI
Multiwavelength SimultaneouS High throughput Imager and polarimeter

可視の長波長側の3波長帯(r,i,z)を同時に偏光・撮像観測
同一観測条件で効率良く観測できる
FOV ～ 12.8’× 12.4’(＠F6.5)
光学系
検出器

フランジ
MuSaSHI 直線偏光撮像機能

MuSaSHI前に手動でユニット装着
半波長板(回転)+Wiregrid 観測波長
BF-r 検出器
DM1 <0.1%
器械偏光r
検出器
BF-i
観測視野
DM2
安定した透明度の空でΔp< 0.2-0.3%
i

FLI ML4710-DD×2
ML4710-MB×1
星間偏光(e2V CCD4710使用)

SDSS準拠 r(5,500-6,800Å)
MuSaSHI i(7,000-8,100Å)(our work) z(8200-10,000Å)
Whittet+92
12.8 ×偏光度文献・観測比較例
12.5 arcmin

偏光度(%)

望遠鏡

ウェッジ付きダイクロイックミ
ラー＋フィルター@SaCRAカセグレン （0.727 arcsec/pixel）

BF-z

アルミニウム製 + アルマイト
40×40×10cm 10kg(+検出器)

筐体
検出器

z

限界等級
（S/N=10@60秒）

r~16.3m, i~16.3m, z~16.3m
清野2017, 荒沼2018卒業論文

観測装置②中分散分光器

10[cm]
望遠鏡

10[cm]

60[cm]

光学系

透過型エシェルグリズム,スリットター
レット,エシェルグリズム,クロスディスバーザー,カメラレンズ

検出器

FLI ML4710-MB/DD

スリット幅18~180µm,∞の8種

観測波長3700〜10000[Å]

分解能

R~3,000(@6,000Å スリット36μm)

筐体

アルミニウム製(アルマイト処理表面)
600×100×100mm ~8kg
エシェル
グリズム

クロス
ディスパーザ
検出器
カメラレンズ

窪田 2016、宮川 2017
卒業論文

3

2018/12/25

SaCRAによる2018年のOISTER観測○連携観測実行夜数54

2018．12. 24現在
MAXI J1820+070
UT2018/05/22
z-band 1.6h stacked○観測実行員数
スタッフ2＋学生8 計10名
(基本は観測当番制)○内訳
 SN2018zd

28晩 (2晩待機)

 MAXI_J1820+070
 EG_Cnc

14晩(2晩待機)

6晩 ASASSN-18aan 4晩 皆既月食 1晩

SaCRAによる2018年のOISTER観測○重力波電磁波対応天体探査(J-GEM）観測体制：
試験観測夜数

3MAXI J1820+070○観測実行員数
スタッフ2＋学生7 計9名(基本は観測当番制)

MuSaSHI PANSTARRS Diff.

4

2018/12/25

Normalized flux

r band 1.01

MuSaSHI観測:系外惑星トランジット

観測日

2018/07/20

観測時間

22:11-25:40

トランジット時刻

23:02-24:39

露出時間30秒
減光率（％）

Rp (Rj)0.98

i band

0.0

0.5

1.0

1.5

z band -1.5 -1.0 -0.5 0.0

0.5

1.0

1.5

Normalized flux

Qatar-1O-C

天体

0.99

0.97
0.00850.0000-0.0085

Normalized flux

 riz3波長同時減光検出

O-C 既知の系外惑星 9天体

1.00-1.5 -1.0 -0.5

1.02
1.01
1.00
0.99
0.98
0.97
0.96
0.02
0.00-0.02

1.01

r band

1.92

1.091

i band

2.00

1.112

z band

1.98

R band (Puskullu
et al. 2017)

2.16

0.97
0.00950.0000-0.0095-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
Time - T C (hrs)
石岡 2019、清水2017卒業論文

1.142

0.99
0.98

O-C

1.103

1.00

1.5

今年度と今後 OISTERにおける、関東の新たな観測拠点の構築
 SaCRA望遠鏡の遠隔制御・自動化の完成
 第１期OISTER＋2018年度で、望遠鏡・装置のリモート制御・半自動化を行い、ToO体制＋連携共同観測への基盤を構築
 冬の関東平野の好晴天率を活かし、OISTERの天候・機能補完観測機
能の充実化
 可視側の長波長(z-band)の需要大

 装置群の高性能化・安定運用
 他の望遠鏡・装置に比肩しうる高質なデータ提供
 小型でユニークな三波長同時偏光撮像装置
 学生教育 様々な観測的研究を経験し、エンジニア、小中高教員、科学館職員…に。

 ぐんま天文台での観測支援・共同研究
 連携体制の強化

 大口径望遠鏡への装置持ち込み(ぐんま、西はリま･･)
OISTER meeting5