防⽔型デジタル上⽫はかり Just NAVI (型番：J-100W) クイックマニュアル
表⽰・操作部

ユーザパラメータ変更⽅法

PLUキー
登録品種の呼出(⻑押しで登録)

主表⽰（質量表⽰）

テンキー
設定値を⼊⼒①零点リセットキーと⾵袋引きキーを同時に押し、ユーザパラメータ設定モードに⼊ります。左側の数値(パラメータ番号)が点滅しています。
②テンキーでパラメータ番号を⼊⼒して、PLUキーを押します。
数値の点滅が右側に移ります。

電源キー(⻑押しでOFF)③テンキーで設定値を⼊⼒して、PLUキーを押します。この時点で、設定値の変更が確定されます。
④電源キーを押すと、設定完了し、はかりが再起動します。

⾵袋引きキー

副表⽰
判定⽤ランプ
適量時に⻘⾊に点灯

零点リセットキー

下限値を簡単に設定したいC(クリア)キー
テンキーで⼊⼒中の内容を消去

PLUキーパラメータ番号の⼊⼒

PLUキー(変更確定)

設定値の⼊⼒プリセット⾵袋を使いたい①ゼロ表⽰時、テンキーで下限値を⼊⼒してください。表⽰右下の⼩さい数値欄に、⼊⼒した数値が点滅表⽰します。

①ゼロ表⽰時、テンキーでプリセット⾵袋量を⼊⼒してください。
表⽰右下の⼩さい数値欄に、⼊⼒した数値が点滅表⽰します。

②はかりに品物を載せると、右下の点滅が消え、下限値として設定されます。

②右下の数値が点滅している間に⾵袋引きキーを押すと、⾵袋値として設定されます。

※このとき、上限値は⾃動で設定されます。⾃動設定のルールは、ユーザパラメータ#163,#164を変更することで⾃由に設定できます。
※３秒経過すると、物を載せなくても値が確定して下限値として設定されます。(ユーザパラメータ#165で設定変更可能)

上限値を簡単に変更したい※ 下限値が設定されていること①ゼロ表⽰時、テンキーで上限値を⼊⼒してください。表⽰右下の⼩さい数値欄に、⼊⼒した数値が点滅表⽰します。
②右下の数値が点滅している間に電源ONキーを押すと、上限値として設定されます。(⼀瞬だけ右下に上限値が表⽰されます。)

簡単設定した値を登録したい①上限値・下限値が設定されている状態でPLUキーを⻑押しす
ると、品種番号選択画⾯になります。
②テンキーで登録したい品種番号を⼊⼒し、PLUキーを押すとその番号に上限値・下限値を登録できます。
※品種番号を選択するとき、既にデータが⼊っている番号は選択時に⻘ランプが点灯し、右下に設定中の下限値が表⽰されます。

登録した品種を呼び出したい①ゼロ表⽰時、テンキーで呼び出したい品種番号を⼊⼒してください。表⽰右下の⼩さい数値欄に、⼊⼒した数値が点滅表⽰します。
②右下の数値が点滅している間にPLUキーを押すと、その番号の品種設定を呼び出します。

⾃動⾵袋引きを使いたい①零点リセットキーと⾵袋引きキーを同時に押し、ユーザパラメータ設定モードに⼊ります。
②ユーザパラメータ#37を「1」に設定します。
③はかりを再起動すると、設定が有効になります。
⾃動⾵袋設定中に⾵袋が載っていないと、ATサインが点滅します。

あと何gかを確認したい※ ジャスト計量機能①零点リセットキーと⾵袋引きキーを同時に押し、ユーザパラメータ設定モードに⼊ります。
②ユーザパラメータ#178を「1」に設定します。
③はかりを再起動すると、設定が有効になります。
※下限値を設定して計量する時、あと何gかが右下に表⽰されます。
メイン画⾯であと何gかを確認したい場合は、パラメータ番号01を「1」に設定し、「定量計量モード」にしてください。
※このモードは取引証明には使⽤できません。

あと何個かを確認したい※ 不⾜数量表⽰機能①零点リセットキーと⾵袋引きキーを同時に押し、ユーザパラメータ設定モードに⼊ります。
②ユーザパラメータ#178を「2」に設定します。

品種情報を登録(修正)したい①PLUキーを押すと、品種番号選択画⾯になります。
②テンキーで登録(修正)したい品種番号を⼊⼒します。
※品種番号を選択するとき、既にデータが⼊っている番号は⼊⼒時に⻘ランプが点灯し、右下に設定中の下限値が表⽰されます。
③PLUキーを⻑押しすると、選択している品種番号の品種情報(以下内容)を⼊⼒(修正)できます。※既に登録されている品種番号を⼊⼒し、PLUキーを短く押した場合は、品種データを呼び出します。
④まずは下限値をテンキーで⼊⼒し、PLUキーを押してください。
⑤つぎに上限値をテンキーで⼊⼒し、PLUキーを押してください。
⑥つぎにプリセット⾵袋量をテンキーで⼊⼒し、PLUキーを押してください。これで登録完了です。

③はかりを再起動すると、設定が有効になります。
※下限値を設定して計量する時、あと何個かが右下に表⽰されます。
※機能を利⽤するには、品種登録および単重設定が必要です。
単重設定のしかた(品種登録が必要)①計量中にPLUキーを押し、品種番号選択画⾯に移⾏します。
②テンキーで設定(修正)したい品種番号を⼊⼒します。
③PLUキーを⻑押しすると、その番号の品種の詳細設定に移ります。
④まずは下限値をテンキーで⼊⼒し、PLUキーを押してください。
⑤つぎに上限値をテンキーで⼊⼒し、PLUキーを押してください。
⑥つぎにサンプル計量数をテンキーで⼊⼒し、PLUキーを押してください。
⑦サンプル計量の画⾯になりますので、⑥で⼊⼒した数のサンプルをはかりに載せ、PLUキーを押してください。
⑧つぎにプリセット⾵袋量をテンキーで⼊⼒し、PLUキーを押してください。

簡単設定の使いかたを、動画でご覧になれます。
スマートフォンやタブレット端末で左のコードを読み取ってご確認ください。
コードが読み取れない場合は、以下の当社ホームページにアクセスしていただき、「製品情報」 → 「デジタル上⽫はかり」 → 「防⽔型デジタル上⽫はかり Just NAVI」 と進んでいただき、動画をご確認ください。
http://www.yamato-scale.co.jp/※ご利⽤の際、通信費などの費⽤がかかります。
※リンク先の動画については、予告なく中⽌することがあります。

●テンキー操作 早⾒表

電源OFF状態
電源ON※品種が登録されていること

PLUキーを押す

⼊⼒した数値を品種No.として品種データを呼び出す

計量モード(通常モード)
テンキーで数値⼊⼒

⾵袋キーを押す

⼊⼒した数値をプリセット⾵袋として⼀時的に設定

右下の表⽰に値が⼊る(点滅状態)
ONキーを押す

はかりに物を載せる※下限値が設定されていること

⼊⼒した数値を上限値として⼀時的に設定※注意事項：
テンキーで数値⼊⼒時は数値が点滅しますが、３秒経過すると下限重量値として確定され点滅が点灯に変わります。
この秒数の設定を変える場合、ユーザパラメータ#165の値を調整してください。

⼊⼒した数値を下限値として⼀時的に設定●ユーザパラメータ ⼀覧表
番号項⽬#01 マルチファンクションの機能選択

設定値: 機能説明（下線＿は出荷時設定）
0: 設定禁⽌1: 定量計量機能
2: チェッカ機能
3: ランク選別機能
4: 計数機能
5: ランク選別組合せ機能

番号

項⽬

設定値:

機能説明（下線＿は出荷時設定）#22 計量速度0: 標準
1: 設定禁⽌2: 精度重視#25 LEDの輝度

0: OFF
1: レベル1(低輝度)
2: レベル2
3: レベル3(⾼輝度)#03 判定⽤ランプ点灯タイミング選択(マルチファンクション⽤パラメータ)

0: 点灯しない1: 軽量で点灯
2: 適量で点灯
3: 過量で点灯
4: 軽量で点灯、過量で点滅#37 ⾃動⾵袋引き機能#04 判別のタイミング(マルチファンクション⽤パラメータ)

0: ⾮安定時でも判別
1: 安定時のみ判別

0: OFF(⾃動⾵袋引き機能を使⽤しない)
1: ON(⾃動⾵袋引き機能を使⽤する)#38 ⾃動⾵袋引き機能 解除条件

#05 オートオフ時間の設定

0: オートオフ機能を使⽤しない
1: 5分後オートオフ
2: 10分後オートオフ
3: 15分後オートオフ
4: 30分後オートオフ
5: 60分後オートオフ

0: ⾵袋を取り除くと解除
1: 計量後、⾵袋を取り除くと解除#07 判別時表⽰値点滅の選択(マルチファンクション⽤パラメータ)

0: 表⽰値を点滅しない
1: 軽量時に表⽰値点滅
2: 適量時に表⽰値点滅
3: 過量時に表⽰値点滅
4: 軽量時または過量時に表⽰点滅
5: ユーザパラメータ#03:(判別⽤ランプ点灯のタイミング)に同期させる#08 減算式計量の選択(マルチファンクション⽤パラメータ)#11 減算チェッカの完了タイミング

0: OFF(加算式動作)
1: ON(減算式動作)
0: 設定禁⽌1: 安定後に完了し、次の計量へ
2: 設定禁⽌3: 設定禁⽌4: 適量安定後に完了し、次の計量へ
5: 設定禁⽌6: 設定禁⽌7: 設定禁⽌0: OFF(OKサインを表⽰しない)
1: ON(OKサインを表⽰する)#21 適量時OKサイン点灯#36 減算式チェッカ 値の表⽰時間(マルチファンクション⽤パラメータ)#39 ⾃動⾵袋引き機能の動作⽬量#163 下限値簡単設定 許容値の単位#164 下限値簡単設定 許容値#165 下限値簡単設定 ⾃動確定時間#166 定量計量機能 表⽰の基準(マルチファンクション⽤パラメータ)

0: 計量結果を表⽰したまま、すぐに次の計量へ移る
1〜30: 計量結果を0.1秒〜3.0秒 表⽰し、その後表⽰をクリアして次の計量に移る(※出荷時設定は10)

0: 4⽬量以上で動作
1〜20: 1⽬量〜20⽬量 以上で動作(出荷時設定は4)
0: ⽬量
1: ターゲットに対する割合
2: ひょう量に対する割合
0〜255: #163で設定した単位の量(出荷時設定10)0: ⾃動確定しない (負荷することで確定)
1: １秒後2: ２秒後3: ３秒後4: ４秒後5: ５秒後
0: 下限値基準
1: 適量範囲基準#168 サンプル設定 ランク範囲(マルチファンクション⽤パラメータ)

0: 狭い(1σ)
1: 狭い(1.5σ)
2: 普通(2σ)
3: 広い(2.5σ)
4: 広い(3σ)#178 サポート機能の選択(副表⽰⽤パラメータ)

0: 使⽤しない
1: ジャスト計量機能
2: 不⾜数量表⽰機能

改訂1版 2019.2