机型: M6SCTC
弹簧夹持式端子连接型超薄形变换器 M6S 系列

交流电流信号变换器(夹合式传感器输入、隔离)
主要的功能与特长●使用无螺丝的弹簧夹持式端子●以交流电流信号为输入的宽度仅5.9mm的超薄形变换器
●可安装在深度120mm的端子盘内●将交流信号转换成适用于电脑输入用的低脉动标准过程信号●可进行高密度安装●备有电源显示灯

2100: 0～100A AC
2125: 0～125A AC
2150: 0～150A AC
2175: 0～175A AC
2200: 0～200A AC
2225: 0～225A AC
2250: 0～250A AC
2300: 0～300A AC
2350: 0～350A AC
2400: 0～400A AC
2500: 0～500A AC
2600: 0～600A AC

②输出信号

5.994

102（mm）

机型: M6SCTC－①②－R③◆电流输出A: 4～20mA DC (负载电阻 550Ω以下)
D: 0～20mA DC (负载电阻 550Ω以下)
G: 0～1mA DC (负载电阻 11kΩ以下)
Z: 指定电流范围 (参照「输出规格」之项)◆电压输出
3: 0～1V DC (负载电阻 1000Ω以上)
4: 0～10V DC (负载电阻 10kΩ以上)
5: 0～5V DC (负载电阻 5000Ω以上)
6: 1～5V DC (负载电阻 5000Ω以上)
4W: -10～+10V DC (负载电阻 20kΩ以上)
5W: -5～+5V DC (负载电阻 10kΩ以上)
0: 指定电压范围 (参照「输出规格」之项)

订货时的指定事项・机型代码: M6SCTC－①②－R③①～③在下列代码中选择。
（例如: M6SCTC－56004W－R/Q）・选配规格（例如: /C01）请另行订购夹合式传感器。

①输入信号◆传感器CLSE
5R5: 0～5A AC
550: 0～50A AC
5100: 0～100A AC
5200: 0～200A AC
5400: 0～400A AC5600: 0～600A AC◆传感器CLSB （不符合CE标准）210: 0～10A AC
215: 0～15A AC
220: 0～20A AC
230: 0～30A AC
240: 0～40A AC
250: 0～50A AC
260: 0～60A AC
275: 0～75A AC供电电源◆直流电源
R: 24V DC (允许电压范围 24V±10%、纹波系数 10%p-p以下)

③附加代码
◆选配规格
未填写：无选配规格/Q：选配规格（请从选配规格之项另行选择）选配规格◆涂层（详细内容请参照公司网页）/C01: 硅涂层/C02: 聚氨酯涂层相关产品・夹合式交流电流传感器（机型: CLSB）
・夹合式交流电流传感器（机型: CLSE）（与传感器组合使用，并使其符合CE标准时，要选择符合CE标准的传感器CLSE－□／CE）

M6SCTC规格书MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7972 Rev.8 Page 1/4

机型: M6SCTC机器规格连接方式・输入・输出: 弹簧夹持式端子连接・供电电源: 弹簧夹持式端子连接或由底座（机型: M6SBS）
供电适用电缆线: 0.2～2.5mm2、露线长度为8mm
机壳材质: 黑色耐燃性树脂隔离: 输入－输出－电源间输入波形・有效值运算: 3次谐波含量15%以下
零点调整范围: -2～+2% (可从前面调整)(输出信号代码为4W、5W时以0V为中心。输出信号代码为D时不能输出0mA以下的信号。)
量程调整范围: 98～102% (可从前面调整)电源显示灯: 绿色LED、电源供电时亮灯

输入规格■夹合式交流电流传感器（机型: CLSE）（传感器: 输入信号）
CLSE－R5: 0～5A AC
CLSE－05: 0～50A AC
CLSE－10: 0～100A AC
CLSE－20: 0～200A AC
CLSE－40: 0～400A AC
CLSE－60: 0～600A AC
频率: 50/60Hz
工作范围: 额定电流的5～120%
过载能力:
CLSE－R5 10A（持续）CLSE－05 60A（持续）CLSE－10 120A（持续）CLSE－20 240A（持续）CLSE－40 480A（持续）CLSE－60 720A（持续）注）要在480V以下的电路使用。
■夹合式交流电流传感器（机型: CLSB）（传感器: 输入信号）
CLSB－05:
0～10A AC、0～15A AC、0～20A AC
0～30A AC、0～40A AC、0～50A AC
CLSB－10:0～60A AC、0～75A AC、0～100A AC
CLSB－20:0～125A AC、0～150A AC、0～175A AC
0～200A AC、0～225A AC、0～250A AC
CLSB－40:0～300A AC、0～350A AC、0～400A AC
CLSB－60:
0～500A AC、0～600A AC
频率: 50/60Hz
工作范围: 额定电流的5～120%
过载能力:

CLSB－05 100A（持续）CLSB－10 200A（持续）CLSB－20 300A（持续）CLSB－40 600A（持续）CLSB－60 720A（持续）注）要在440V以下的电路使用。

输出规格■电流输出（可制造的范围）输出范围: 0～20mA DC
输出量程: 1～20mA
输出偏置: 输出量程的1.5倍以下允许负载电阻: 使变换器的输出端子间电压为11V以下的电阻值■电压输出 (可制造的范围)输出范围: 0～10V DC
输出量程: 1～10V
输出偏置: 输出量程的1.5倍以下允许负载电阻: 使负载电流为1mA以下的电阻值（但是，输出电压应在1V以上）

设置规格
耗电量: 约0.5W
使用温度范围: -20～+55℃
使用湿度范围: 30～90%RH (无冷凝)安装: 安装在底座（机型: M6SBS）上或DIN导轨安装重量: 约60g

性能 (相对于量程的百分比)
标准精度: ±0.5%（输入范围在5～100%时）
温度系数: ±0.015%/℃
响应时间: 1s以下 (0→90%)电源电压变动的影响: ±0.1%/允许电压范围绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC
隔离强度: 输入－输出－电源－地面间 2000V AC 1分钟

适用标准EU指令:
电磁兼容指令（EMC指令）EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2
RoHS指令M6SCTC规格书MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7972 Rev.8 Page 2/4

机型: M6SCTC
面板图
（打开前端面板盖时）

电源显示灯
零点调整
量程调整

外形尺寸图（单位 : mm）・端子编号图约35°（螺丝刀※1插入角度）

テスタ棒（ø 2以下）约35°（电缆线插入角度）
5678DIN导轨扣

94DIN导轨
（宽35mm）

15.9234约40°（螺丝刀插入角度）

102（0.5）·可进行高密度安装※1、请使用刀宽为3.8mm以下、刀厚为0.5～0.6mm左右的一字形螺丝刀。

M6SCTC规格书MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7972 Rev.8 Page 3/4

机型: M6SCTC
简易电路图・端子接线图
电源侧kZ

1

嵌式传感器

低漂移电压
放 大 电 路

有效值运算
电
路隔电离
路

S

输出
电路

2l

电源显示灯

负载侧

34

电源
电路

5 ＋
输出信号

6 －
7 ＋
供电电源

8 －
连接器

供电电源

会有无预先通知而修改记载内容的情况。

M6SCTC规格书MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7972 Rev.8 Page 4/4