光ファイバ心線対照器

FID-30R/31R
オールインワン ID テスタ○多彩な測定機能
心線対照、通信光検知、ONU 検知の各測定に対応
0.25mm 単心線から 3mm コード、
○人間工学に基づいたデザイン
最大
12 心テープ心線
握り易いグリップ・ロング・スリムヘッド○トリガロック機能を搭載
トリガロックスイッチ搭載○FID-30R にパワーメータ機能を搭載

FID-30R/31R の特長
光伝送装置

光カプラ

心線対照光

通信光

クロージャ

ONU 信号光

光ケーブル

心線対照光
通信光
ONU 信号光ONU
心線対照器
FID-30R/31R

心線対照用光源OLS2-Dual
検出した信号を液晶画面と LED(緑)で表示

1. 多彩な測定機能
FID-30R/31R は、光ファイバ心線を挟むことで、回線を停止させることなく、「心線対照
光」、「通信光」、「ONU 信号光」の有無を簡単かつ迅速に検出する装置です（※）。シン
グルモードおよびマルチモード光ファイバに対応しています。ご使用の目的や回線状
況に応じて、測定モード(標準、高速、高感度)の変更も可能です。
(※)全ての ONU が検知できるわけではありません。ONU 検知は ONU 電源が ON の状態が条件となります。

2．交換不要な曲げ部先端に装着されている曲げ部は、0.25mm 単心線から 3mm コード、最大 12 心テープ
心線まで対応しています。光ファイバ心線の種類に合わせて曲げ部を交換する必要はありません。
0.25 ㎜単心0.9 ㎜単心線

3mm コード

3. 外部光検出機能
直射日光などの強い外部光は、通信光の誤検知要因となります。FID-30R/31R は、外部光を検出すると、液晶画面で光の伝搬方向を示す三角形を左右同時に点灯します。曲げ部を手で覆い
外部光を遮ることで、誤検知を防止することが可能です。

4．パワーメータ機能（FID-30R）
FID-30R はパワーメータ機能を搭載しています。
波長 1310/1490/1550nm の通信光、または270Hz/1kHz/2kHz 心線対照光の強度を測定可能です。
コネクタ種類に応じた光コネクタヘッドを選択する
ことで、各種光コネクタの接続が可能です。

12 心テープ心線

FID-30R/31R 仕様
項目仕様
シングルモード光ファイバ ／ マルチモード光ファイバ
適用光ファイバ
約125μm
0.25～0.9㎜単心線 ／ 2～12心テープ ／ 1.1～3㎜コード
適応光ケーブル850～1650nm
波長
高速設定：0～-85dBm ／ 標準設定：0～-90dBm ／ 高感度設定：0～-96dBm
光パワー表示範囲
検知可能光信号 ※1
270 Hz ／ 1kHz ／ 2kHz
光の進行方向を表示 ※2
方向検知
850nm
1300nm―
波長
ITU-T G.651
挿入損失 : 0.2dB以下
挿入損失 : 0.5dB以下
0.25mm ※4
挿入損失 &光ファイバ内
平均 -43dBm以上
平均 -53dBm以上―
必要パワー ※3
挿入損失 : 0.2dB以下
挿入損失 : 0.5dB以下
テープ心線 ※4
平均 -40dBm以上
平均 -50dBm以上
1310nm1550nm1650nm波長
挿入損失 : 0.5dB以下
挿入損失 : 2.0dB以下
挿入損失 : 3.0dB以下
0.25mm ※4
平均 -53dBm以上
平均 -64dBm以上
平均 -64dBm以上
挿入損失 : 0.5dB以下
挿入損失 : 2.5dB以下
挿入損失 : 3.5dB以下
0.9mm ※4
平均 -17dBm以上
平均 -27dBm以上
平均 -27dBm以上
心線対照
挿入損失 : 0.3dB以下
挿入損失 : 2.0dB以下
挿入損失 : 2.0dB以下
1.1㎜ ※4
平均 -42dBm以上
平均 -52dBm以上
平均 -52dBm以上
ITU-T G.652
挿入損失 : 0.3dB以下
挿入損失 : 1.5dB以下
挿入損失 : 2.0dB以下
挿入損失 &光ファイバ内 1.5㎜ ※4
平均 -43dBm以上
平均 -55dBm以上
平均 -55dBm以上
必要パワー ※3
挿入損失 : 0.5dB以下
挿入損失 : 2.0dB以下
挿入損失 : 3.0dB以下
1.7㎜ ※4
平均 -11dBm以上
平均 -21dBm以上
平均 -21dBm以上
挿入損失 : 0.5dB以下
挿入損失 : 2.0dB以下
挿入損失 : 3.0dB以下
2㎜ ※4
平均 -17dBm以上
平均 -27dBm以上
平均 -27dBm以上
挿入損失 : 1.0dB以下
挿入損失 : 3.0dB以下
挿入損失 : 4.0dB以下
3㎜ ※4
平均 -13dBm以上
平均 -23dBm以上
平均 -23dBm以上
挿入損失 : 0.5dB以下
挿入損失 : 2.5dB以下
挿入損失 : 3.5dB以下
テープ心線 ※4
平均 -50dBm以上
平均 -60dBm以上
平均 -60dBm以上
1310nm1550nm1650nm
波長
ITU-T G.657
挿入損失 : 0.2dB以下
挿入損失 : 1.0dB以下
挿入損失 : 1.5dB以下
0.25mm ※4
挿入損失 &光ファイバ内
平均 -41dBm以上
平均 -55dBm以上
平均 -55dBm以上
必要パワー※3
挿入損失 : 0.5dB以下
挿入損失 : 2.0dB以下
挿入損失 : 3.5dB以下
0.5mm ※4
平均 -55dBm以上
平均 -64dBm以上
平均 -64dBm以上
0 ～ -82dBm
光パワー表示範囲
活線判別
連続光, 通信光
検知可能光信号 ※11310nm, 1490nm, 1550nm
波長10 ～ -60dBmの対照光 / 10 ～ -40dBmの連続光又は通信光 ※1
パワーメータ 測定範囲
FID-30R+/- 0.3dB
測定精度 ※5検知可能光信号 ※1
連続光, 通信光, 270Hz, 1kHz, 2kHzの対照光
0.25～0.5mm単心線、0.9㎜ルースチューブ
適用光ケーブル
ONU検知
上り通信光(1310nm) : -7.5 ～ 9.0dBm、G(E)-PON
光ファイバ内FID-30R/31R
下り通信光(1490nm) : -25.5 ～ -6.7dBm、VCAST光(1550nm) : -12.0 ～ 2.8dBm
必要パワー ※6
B-PON
上り通信光(1310nm) : -5.5 ～ 4.0dBm、下り通信光(1490nm) : -21.6 ～ -12.7dBm
寸法約 50mm ×約210㎜×約113㎜ 突起部含まず(幅×奥行×高さ)
外観仕様
FID-31R 約 220g バッテリ含む
質量
FID-30R 約 235g バッテリ含む
動作時 : -10～50 ℃、保管時 : -20～60 ℃
温度
環境条件
動作時 : 0～95 %RH 結露なし、保管時 : 0～95 %RH 結露なし
湿度PC
USB2.0 Mini B type (ソフトウエアファームアップデート用)
接続端子
単3アルカリ乾電池 2本
電池種類
電源
駆動時間 ※7
約 8時間
TFT 2.4インチ カラー液晶タッチパネル付
表示部
液晶モニタ
トリガ
トリガロック機能
その他
特長
PC用ソフトウェア
ネット経由でソフトウエアのアップデート
注釈*1 連続光： 変調されていない光信号 通信光： 変調されたデータ通信用の光信号 対照光： 方形波 デューティー約50％に変調された光信号*2 ファイバ種類、材料、色、環境条件などによって進行方向を表示できない場合があります。
*3 室温、270Hz 対照光使用時。挿入損失や光ファイバ内パワーは、ファイバ種類、材料、被覆色、環境条件などによって異なります。
各測定モード設定の場合の光ファイバ内必要パワーは、融着接続機専用 WEB サイトから確認できます。
URL https://www.fusionsplicer.fujikura.com/wp-content/uploads/2023/06/8ef38c9ef1c9182e08a12c0a0a4f227a.pdf*4 ・ITU-T G.651 0.25mm ： ITU-T G.651 相当の 単心 0.25mm 被覆
テープ心線 ： ITU-T G.651 相当 の 2～12 心テープ心線
・ITU-T G.652 0.25mm ： ITU-T G.652 相当の 単心0.25mm 被覆
0.9mm ： ITU-T G.652 相当の 単心0.9mm 被覆
1.1 ～ 3mm ： ITU-T G.652 相当の 1.1 ～ 3.0mm 光コード テープ心線 ： ITU-T G.652 相当の 2～12 心テープ心線
・ITU-T G.657.A1 0.25mm：ITU-T G.657 相当の単心0.25mm 被覆
0.5mm (R15) ： ITU-T G.657 相当の単心0.5mm 被覆
ルースチューブ内のファイバ
・ITU-T G.652 0.25mm ： ITU-T G.652 相当の 単心 0.25mm 被覆 ・ITU-T G.657.A1 0.25mm：ITU-T G.657 相当の単心0.25mm 被覆*5 周囲温度 25℃で-20dBm の光パワー入射時。
*6 全ての ONU が検知できるわけではありません。ONU 検知は ONU 電源が ON の状態が条件となります。
*7 試験条件 (1) 動作サイクル：測定動作時間 5 秒、待ち時間5 秒 (2) 室温環境 (3) 未劣化のアルカリ電池使用 異なる条件で試験した場合、電池の寿命は変化します。
ファイバ種類
クラッド径

FID-30R/31R 標準構成
品

品名

型名

光ファイバ心線対照器(パワーメータ機能付き)
光ファイバ心線対照器(1) ソフトケース(2) 簡易操作ガイド(3) 取扱説明書(4) 光コネクタヘッド(SC)※(5) コネクタアダプタ(SC/SC)※(6) コネクタアダプタ(SC/FC)※(7) SM ファイバコード※(8) 電池(9) ストラップ

FID-30R
FID-31R
FID-CASE-02
M-FID30R
QRG-07-J
OCH-02-SC
FID-SSA-01
FID-SFA-01
FID-SSC-03
単 3 アルカリ乾電池
ST-01

(1)

FID-30R
1台
1個
1枚
1枚
1個
1個
1個
1本
2本
1本

数量
FID-31R
1台
1個
1枚
1枚
2本
1本

(5)※

(4)※

(6)※

(7)※

FID-30R/31R オプション
品名
光コネクタヘッド※FID-30R 用品

USB ケーブル
心線対照器用光源

型番
OCH-02-FC
OCH-02-ST
OCH-02-LC
USB-01
OLS2-Dual

内容FC 用光コネクタヘッド
ST 用光コネクタヘッド
LC 用光コネクタヘッド
USB(A)-USB(miniB)
波長：1330/1550nm,
変調周波数：CW/270Hz/330Hz/1kHz/2kHz

融着接続機専用 Web サイトはこちら！
https://www.fusionsplicer.fujikura.com/jp

株式会社フジクラ

本製品は、外国為替および外国貿易管理法の規定による規制貨物として非該当ですが、国外に持ち出す場合には同法に基づく手続きが必要になります。

2023 年 6 月作成

お問い合わせ先●本社〒135-8512 東京都江東区木場 1-5-1
精密機器事業部 技術部
TEL 03-5606-1636 FAX 03-5606-1536

91310-2306-0162-01●取扱店

本カタログに記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更する場合があります。 Ⓒ 2023 Fujikura Ltd.