自動体外式除細動器
AED-3100シリーズ カルジオライフ
商品コード：AED-3151

made in※医療機関・消防向け

Japan

2020

AUTO
SHOCK
未就学児/
パッド使用期限
小学生〜大人モード
確認
切換スイッチ

パッド導通
チェック

100回/分のイラスト表示
動作音

心電図
波形表示

AEDモードセミオートモード

オートショックモード

防塵・防水（IP66）

Bluetooth
通信

無線LAN

録音

AED Linkage

カラー画面で操作方法や心電図を表示
音声ガイドに加えて、3.5型カラー画面にイラスト・メッセー
ジを表示。電極パッド装着後は心電図および心肺蘇生の2分間タイマーを表示し、処置をサポートします。

解析・充電スピードを向上
連続VF/VT解析アルゴリズムで、当社従来品（AED-2100）より解析完了時間が3秒短縮。

除細動適用波形解析時
1.5秒

4.5秒

当社従来品

（AED-2100）

AED-3151

3秒短縮

100回/分の動作音
電源ONと同時に100回/分の動作音を開始。
AEDが動作状態であることを示すと同時に、絶え間ない胸骨圧迫ができるようサポートします。

かえでちゃん（CAEDE：CPR AED Expert）は、心肺蘇生とAEDの普及をお手伝いするキャラクターです。

未就学児/小学生〜大人モード
切換スイッチパッドはさまざまな年齢層共通。
スイッチを切り換えることで未就学児から小学生〜大人まで対応します。

操作環境を拡大-5˚C 50˚C

AED-3151は、-5℃の環境でも操作が可能です。また、
IP66 ※に準拠した防塵性および防水性を備えており、過酷な状況下での使用を考慮しました。

※IP： Ingress Protection（侵入に対する保護）

IP66

IP66
防塵： 粉塵の侵入が完全に防護されている
防水： いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない防塵防水

救命の連鎖に貢献
電極パッドを、救急車搭載型除細動器やマニュアル型除細動器と共通化。
経皮ペーシング機能にも対応し、迅速な救急搬送をサポートします。
※接続可能機種はお問合せください。

バイリンガル機能でグローバル化社会に貢献
日英バイリンガル仕様も選択可
能※。日本語と英語の各音声ガイ
ドと画面表示を交互に行います。
※詳しくはお問合せください。

航空機内にも持込み可能※

質の高い胸骨圧迫のために機内モードに設定することで、無線電波を送受信しない状態にできます。

CPRアシスト CPR-1100とBluetooth Ⓡで通信し、連携して救助をサポートします。

機内モード表示例

自動連携※航空機内への持込みに関しては各航空会社へお問合せください。

付属品

消耗品

AED用キャリングバッグ
YC-310V

バッテリパック
SB-310V

使い捨てパッド
P-740シリーズ
P-740（待機寿命4年）＊薬機法認可品

AED-3151を収納できるキャリングバッグです。内部には、予備の電極パッド、救急用品（タオル、ハサミ等）、リモート監視端末を（未就学児/小学生〜大人共通）

未就学児（小学校に上がる前の子ども）の患者さんには…

入れるスペースを確保しています。

●未就学児モードに切り換えて使用してください。
※電極パッドは使い捨てです。再使用できません。
製造販売届出番号 13B1X00206000345

オプション品AED壁掛けホルダ
KG-202V

AED用キャリングバッグ
YC-310V

AED設置シール
A4片面 Y267A
A5両面 Y267B※取付け金具が別途必要

AED/CPRレスキューキット
YZ-043H3※1つは標準付属です

AED防塵防水ケース
YZ-043H0●構成品
タオル・ハサミ・蘇生用マウスピース・剃刀・グローブ※IEC規格：IP67

傷病者の脈を検知することで、救助●寸法・質量
幅434×高さ377×奥行188mm
約2.6kg（AED含まず）

AED救命テント

AED設置先記入シール
A4片面 Y267C

パルスチェッカー
PLS-1100 ＊薬機法認可品

関連品者によるAEDの使用および胸骨圧迫の実施の判断をサポートします。

Y251A

救命時に周りの方からの視線を遮るためのテントです。
●寸法・質量
使用時：幅1970×高さ1500×奥行1185mm
保管時：幅500×高さ600×奥行60mm
約2kg

CPRアシスト CPR-1100

ポスター

患者さんの胸に置いたCPRアシストの上から胸骨圧迫を行う「私たちの行動で救える命があります」

ことで、圧迫深度、圧迫頻度、傾きを計測します。
●電源単4アルカリ乾電池2本（連続5時間駆動）

AEDを使用した救命処置の手順を紹介。

AEDサインボード●寸法・質量
幅71×高さ126×奥行32mm
約166g（電池含まず）

Y260A●寸法・質量
幅210×高さ296×厚さ2mm：A4サイズ※両面同デザイン※取付け金具が別途必要

AEDスタンド型収納ケース
YZ-038H9

医療機器承認番号：22800BZX00193000
クラス分類：高度管理医療機器

AED壁掛け型収納ケースホワイト YZ-041H6
オレンジ YZ-041H7

ドア内には、救急用品、毛布等を保管するスペースを確保しています。

AEDミニスタンド型収納ケース
YZ-040H2●寸法・質量
幅530×高さ1225×奥行242mm
約23kg（AED含まず）●寸法・質量
幅390×高さ400×奥行174mm
約7.3kg（AED含まず）●寸法・質量
幅500×高さ1700×奥行き500mm約54kg（AED含まず）※床面固定（アンカーボルトが別途必要）※単4乾電池2本使用※単4乾電池2本使用※取付け穴位置：幅320×高さ255mm※取付け金具が別途必要※単4乾電池2本使用

ドアを開けるとブザーが鳴り、ドアを閉めるとブザーが鳴り止みます

教育用コンテンツのご案内
日本光電ではAEDについて学ぶことを目的とした製品、Webサイト、動画などを用意しています。
トレーニングユニット
TRN-3150

オートショックAEDのトレーニングにも。
●寸法・質量
幅206×高さ100×奥行252ｍｍ
約1.3kg

日本光電のAED情報サイト AEDライフ

オートショックAED学習ページ 〜日本光電のオートショックAEDをもっと知ろう！〜
AED使用方法の動画や理解度チェックでオートショックAEDを学ぶことができます。

AED-3250の使用方法（動画）＊YouTubeでも視聴できます。

https://www.aed-life.com/

https://youtu.be/products/products-list/

xnfO6AsuTkQ

aed3250/learning/

たのしく学ぼうAED 〜かえでちゃんのお部屋〜
A.C.T.kids/
AED+CPRトレーニングキット（バイリンガル） Y283A

AEDの操作、胸骨圧迫の手順を、AEDと同等の音声ガイダ
ンス付きで学べる簡易訓練機材。
（音声は日本語／日英バイリンガルの切り替えが可能）

つくる、あそぶ、まなぶ の3つのテーマを軸に低年齢層のお子様にも楽しみながらAEDについて学ぶことができます。
https://www.aed-life.com/information/caede-room/
かえでちゃんのお部屋へようこそ！

★以下のコンテンツもお楽しみいただけます。
● ペーパークラフト● AEDの音声ガイド● 日本光電のAEDキャラクター「かえでちゃん」のぬり絵 など
ペーパクラフト作成例

DVD「AEDの使い方と心肺蘇生 」

JRC蘇生ガイドライン2020に対応した救命の手順を収録しました。

セルフテストを充実

異常箇所の確認に毎日/毎月のセルフテストで、電極パッドの断線などさまざまな項目を確認し、アラームでお知らせします。

AEDの3つの構成要素①AED本体 ②パッド ③バッテリ
各々について異常の有無を表示します。

毎日バッテリ、パッド（使用期限、導通など）、内部電子回路、ステータスインジケータ回路、ショックボタン、ソフトウェア、温度 など

毎月

毎日のセルフテストの項目+バッテリ（高負荷時の電圧）、高電圧回路（最大エネルギでの充電）、スピーカ、心電図回路

さらにわかりやすいAEDを目指してステータスインジケータのサイズを30％大きく（当社従来品
AED-2100比）し、セルフテストの結果を表示。
また、電極パッドの色に合わせたカラー画面表示など、見やすさ・わかりやすさを追求しました。

30％
使用可

要確認

2

1

3

Bluetooth や無線LANでデータ転送®

内部メモリに保存された救助データや毎日のセルフテストの結果をパソコンに保 存できます。

Wi-Fi
※

はBluetooth SIG. inc.の登録商標です。

※詳しくはお問合せください。

除細動レポート表示ソフトウェア
QP-551V（オプション）画面例

救助後の事後検証に録音機能を搭載
内部メモリに心電図や電気ショックを与えたデータ、周囲の音などを記録します。
※データを抽出するためには、除細動レポート表示ソフトウェアQP-551V（オプション）が別途必要。

お客様自身による日常点検をサポート
AEDリモート監視システム ARM-1000
いざという時にAEDをトラブルなく使用するためには、毎日/毎月のセルフテスト結果の確認や、電極パッド、バッテリなどの消耗品の交換といった日常点検を行うことが求められています。
AED Linkageは、AEDの状態を集中管理し、お客様ご自身による日常点検をサポートします。
● Web上でAED本体の状態、電極パッドの使用期限、バッテリの残量、廃棄期限および設置環境温度等を確認できます。

● AEDにトラブルがあった場合や、電極パッドやバッテリの使用期限前に、ご登録いただいたメールアドレスに情報をお届けします。

● リモート監視端末にて、AEDの時刻を補正します。
● 複数台設置されているお客様には、ご希望に応じて毎月の稼働状況レポートをご案内します＊1。

● 遠隔操作により救助データ(心電図)をAED設置管理担当者に送信することができます＊2。

＊1：お申込みが別途必要です。ご利用には条件があります。
＊2：救助データ（心電図）を参照するにはQP-551V（除細動レポート表示ソフトウェア）が必要です。
※AEDの日常点検は、AED本体のステータスインジケータを見て行ってください。
※AEDの設置位置、電波状況等により、AEDの情報を受信できない場合があります。
※詳しくはお問合せください。

AEDの情報を送信

メールでのお知らせ

Webで情報を確認あなたに勇気を届けたい〜 救命率向上のために、私たちは努力を続けています〜

規格エネルギ出力（50Ω時）

音声ガイド
メモリ

バッテリ

60

使い捨てパッド P-740シリーズ
切取型指数関数 − 定電力二相性波形
ActiBiphasic
漸増式
小学生〜大人モード時
1回目：150J 2回目：200J 3回目：200J
未就学児モード時
1回目：50J
2回目：70J
3回目：70J
日本語
救助データ：3件90分（1件あたり最大30分）の心電図波形とイベント情報
セルフテスト履歴： 毎日のセルフテスト31件、毎月のセルフテスト12件、その他のセルフテスト50件
バッテリパック SB-310V
リチウムバッテリ（充電不可）
待機寿命：4年
容量：140回以上の除細動ショック、または5時間以上の動作（新品のバッテリ、20℃のとき）※待機寿命は、設置環境や使用状況によって短くなります。

録 音
画面表示
無線通信
振 動落 下
外装保護

耐用期間
寸法・質量

40
電流﹇A﹈

電極パッド
出 力

倒れた方のインピーダンスに
25Ω

2050Ω

0

左右されることなく、100Ω

除細動に必要なエネルギを供給します。

-20-400246810時間［ms］

12141618＜設定エネルギ 150J＞＜設定エネルギ 200J＞

一相目

一相目

二相目

インピーダンス 電流
時間
電流時間
［Ω］
［Ａ］ ［ms］ ［Ａ］ ［ms］

二相目

インピーダンス 電流
時間
電流時間
［Ω］
［Ａ］ ［ms］ ［Ａ］ ［ms］

25Ω

50.4

3.85

11.3

3.62

25Ω

58.13.85

13.0

3.62

50Ω

30.8

6.36

9.42

3.62

50Ω

35.4

6.36

10.9

3.62

75Ω

22.1

8.86

8.19

3.6275Ω

25.4

8.86

9.45

3.62

100Ω

17.2

11.4

7.32

3.62

100Ω

19.8

11.4

8.45

3.62

125Ω

14.1

13.9

6.69

3.62

125Ω

16.2

13.9

7.71

3.62

救助中の周囲の音を録音する
カラーTFT液晶ディスプレイ
アクティブエリア 70.56×52.92mm（3.5型相当）
Bluetooth®／無線LAN
MIL-STD-810G w/Change 1（2014）514.7 VIBRATION
Category4 Secured Cargo / Category9 Helicopter /Category11 Train
MIL-STD-810G w/Change 1（2014）516.7
SHOCK ProcedureⅣ Transit Drop 1.22m
IP66
粉塵の侵入が完全に防護され、いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない8年間（当社データの自己認証による、保証期間：5年間）
幅206×高さ97×奥行252mm
約2.4kg（パッドおよびバッテリパックを含む）※バッテリと電極パッドは、本体に付属されていないので必ずご用意ください。

「耐用期間」を過ぎたAEDは、できる限り速やかな更新をお勧めします。
＜医療機器「耐用期間」定義＞
医療機器が適正な使 用環境と維持管理の基に、適切な取り扱いで本来の用途に使 用された場合、その医療機器が設計仕様書に記された機能及び性能を維持し、使用することができる標準的な使用期限を医療機器の「耐用期間」と定義する。
（社）電子情報技術産業協会
ヘルスケアインダストリ事業委員会
2009年5月21日改訂 医療機器「耐用期間」の自主基準（改訂版）より

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら管理者も設置し、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検する事が重要です。
製造販売業者または販売業者が、設置者の保守管理の手間を軽減する独自のサービスをご用意しております。お客様のご都合に合わせて、これらを利用し、いつでもAEDが使える状態にしておいてください。

AED保守受付センタ
0120-233-821
AED専用ホームページ AEDライフ

https://www.aed-life.com/
・ 添付文書を必ずお読みください。
・ AEDに不測の事態が発生した時及び譲渡時（高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る）、廃棄時には、日本光電またはAEDを購入された販売店にご連絡ください。

お問合せ先救助に使用した後に電源をオフにすると表示されます。

はBluetooth SIG. inc.の登録商標です。
YouTubeは、Google Inc.の登録商標です。

販売名：自動体外式除細動器 AED-3100シリーズ カルジオライフ
商品コード：AED-3151

医療機器承認番号

本カタログの画面例・記録例には原則として架空の人名を使用しています。
顔写真は本人の同意を得て使用しています。
都合により外観・仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

22700BZX00187000

クラス分類：高度管理医療機器、 特定保守管理医療機器製造販売

東京都新宿区西落合 1-31-4 〒161-8560

03-5996-8000（代表） Fax 03-5996-8091

https://www.nihonkohden.co.jp/

広告管理番号：NKC0B010-230624

CAT.NO. 68-0046D ’23.8.CLB.B.

10811