自動体外式除細動器 AED-3200シリーズ

商品コード：AED-3250

made inAED-3250は2020

耳が不自由な方にもお使いいただけます。

JapanAUTO
SHOCK
未就学児/
パッド使用期限
小学生〜大人モード
確認
切換スイッチ

パッド導通
チェック

100回/分のイラスト表示
動作音

心電図
波形表示

AEDモードセミオートモード

オートショックモード

防塵・防水（IP66）

Bluetooth
通信

無線LAN録音

AED Linkage

進化をつづける。

より多くの命を救うために

AUTO SHOCK AED

3 2• •• •

オートショックAEDとは？
〜 自動で電気ショック
救助者の心理的負担の軽減を目指して 〜
オートショックAEDとは、電気ショックが必要と判断した場合には、装置が自動で電気ショックを実施するAEDのことです。そのため、ショックボタンはありません（通電することをお知らせする表示のみ）。
操作を減らすことで救助者の心理的負担の軽減をサポートし、救命率の向上を目指しています。

ロゴマークの意味
このマークは「オートショックAED」をシンボルとして表現したものです。
ロゴを表示することで、救助者などがオートショックAEDと認識できることを目的としています。

made inJapan

唯一の国産オートショックAED※

AED-3250は、高品質なものづくりを実現するための生産環境を整えた自社工場・富岡生産センタで生産しています。
私たちは一貫した品質の維持管理のため自社工場生産にこだわっており、AEDもその中のひとつです。これまでに、自社製のAEDを国内外のお客様へ55万台以上お届けしています 。
※

また、AEDの設置後も、いざという時に備えてさまざまな機能やサービスをご用意。保守管理についても、きめ細かなサポート体制でお応えします。
2※2023年8月現在

。 日本光電の オートショック
オートショックAEDと一般的なAED※の比較
オートショックAEDは電気ショックの前に「体から離れてください。 3、2、1」と傷病者の体から離れるようカウントダウンで案内します。ショック後はAEDの音声ガイドに従い、速やかに胸骨圧迫を始めてください。
※ショックボタンがあるAED（当社製AED-3150など）

オートショックAED
心電図の解析開始

一般的なAED心電図を調べています。体にさわらないでください。

電気ショックが必要

電気ショックが必要

電気ショックが必要です。

電気ショックが必要です。

患者から離れる
3秒後自動で電気ショックを行います。
体から離れてください。
3、
2、1

自動的に電気ショック実施
電気ショックを行いました。

胸骨圧迫と人工呼吸を開始

電気ショックボタンを押す
体から離れてください。
点滅ボタンをしっかりと押してください。

電気ショック実施
電気ショックを行いました。

体にさわっても大丈夫です。
直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください。

重要部品であるプリント基板もすべて自社生産

いくつもの検査をクリア

清浄空気によるクリーンな環境で生産組み立てた作業者の責任と誇りの証・ネームラベル

3操作性の向上を目指して音声とカラー画面で救助をサポート
音声ガイドに加えて、3.5型カラー画面にイラスト・メッセージで操作方法を表示。音声ガイドが聞き取りにくい環境での使用、耳の不自由な方の操作をサポートします。

AEDが必要性を判断し、自動で電気ショック
ショックボタンはありません（通電することをお知らせする表示のみ）。※傷病者から離れてください

フタを開けると電源ON

パッドを胸に貼る

体から離れて自動電気ショックを待つ

100回/分の動作音
電源ONと同時に100回/分の動作音を開始。
AEDが動作状態であることを示すと同時に、絶え間ない胸骨圧迫の実施ができるようサポートします。

未就学児／小学生〜大人モード
切換スイッチパッドはさまざまな年齢層共通。
スイッチを切り換えることで未就学児から小学生〜大人まで対応します。

4さまざまな状況下で使えるように操作環境を拡大
AED-3250は、-5℃の環境でも操作が可能です。また、IP66 ※に準拠した防塵性および防水性を備えており、過酷な状況下での使用を考慮しました。

-5˚C 50˚C
IP66※IP： Ingress Protection（侵入に対する保護）IP66
防塵： 粉塵の侵入が完全に防護されている
防水： いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない

防塵防水

解析・充電スピードを向上
連続VF/VT解析アルゴリズムで、当社従来品（AED-2100）より解析完了時間が3秒短縮。

救命の連鎖に貢献
電極パッドを、救急車搭載型除細動器やマニュアル型除細動器と共通化。経皮ペーシング機能にも対応し、迅速な救急搬送をサポートします。
※接続可能機種はお問合せください。

バイリンガル機能でグローバル化社会に貢献
日英バイリンガル仕様も選択可能 ※ 。
日本語と英語の各音声ガイドと画面表示を交互に行います。
※詳しくはお問合せください。

航空機内にも持込み可能※

機内モードに設定することで、無線電波を送受信しない状態にできます。
※航空機内への持込みに関しては各航空会社へお問合せください。

機内モード表示例

5いざという時に使用できるようにセルフテストを充実

異常箇所の確認に毎日/毎月のセルフテストで、電極パッドの断線などさまざまな項目を確認し、アラームでお知らせします。

AEDの3つの構成要素①AED本体 ②パッド ③バッテリ各々の異常箇所を表示。

毎日

使い捨てパッド（使用期限、断線など）、バッテリパック（残量、メモリなど）、
ショックランプ、温度、ソフトウェア、内部電子回路、ステータスインジケータ回路など

毎月毎日のセルフテストの実施項目、バッテリパック（高負荷時の電圧）、高電圧回路（最大エネルギ充電、内部放電）、スピーカ、心電図回路、LCD、マイク

さらにわかりやすいAEDを目指してステータスインジケータのサイズを30％大きく（当社従来品AED-2100比）し、セルフテストの結果を表示。
また、電極パッドの色に合わせたカラー画面表示など、見やすさ・わかりやすさを追求しました。

2

1

3

Bluetooth や無線LANでデータ転送®

内部メモリに保存された救助データや毎日のセルフテストの結果をパソコンに保存できます。
Wi-Fi

30％

※

はBluetooth SIG. inc.の登録商標です。

※詳しくはお問合せください。

使用可除細動レポート表示ソフトウェア
QP-551V（オプション）画面例

要確認

救助後の事後検証に録音機能を搭載
内部メモリに心電図や電気ショックを与えたデータ、周囲の音などを記録します。
※データを抽出するためには、除細動レポート表示ソフトウェアQP-551V（オプション）が別途必要。

お客様自身による日常点検をサポート
AEDリモート監視システム ARM-1000
いざという時にAEDをトラブルなく使用するためには、毎日/毎月のセルフテスト結果の確認や、電極パッド、バッテリなどの消耗品の交換といった日常点検を行うことが求められています。
AED Linkageは、AEDの状態を集中管理し、お客様ご自身による日常点検をサポートします。
● Web上でAED本体の状態、電極パッドの使用期限、バッテリの残量、廃棄期限および設置環境温度等を確認できます。

● AEDにトラブルがあった場合や、電極パッドやバッテリの使用期限前に、ご登録いただいたメールアドレスに情報をお届けします。

● リモート監視端末にて、AEDの時刻を補正します。
● 複数台設置されているお客様には、ご希望に応じて毎月の稼働状況レポートをご案内します＊1。

● 遠隔操作により救助データ(心電図)をAED設置管理担当者に送信することができます＊2。

＊1：お申込みが別途必要です。ご利用には条件があります。
＊2：救助データ（心電図）を参照するにはQP-551V（除細動レポート表示ソフトウェア）が必要です。
※AEDの日常点検は、AED本体のステータスインジケータを見て行ってください。
※AEDの設置位置、電波状況等により、AEDの情報を受信できない場合があります。

6※詳しくはお問合せください。

AEDの情報を送信

メールでのお知らせ

Webで情報を確認

付属品

消耗品
バッテリパック
SB-310V

AED用キャリングバッグ
YC-310V

使い捨てパッド
P-740シリーズ
P-740（待機寿命4年）＊薬機法認可品

AED-3250を収納できるキャリングバッグです。内部には、予備の電極パッド、救急用品（タオル、ハサミ等）、リモート監視端末を（未就学児/小学生〜大人共通）未就学児（小学校に上がる前の子ども）の患者さんには…

入れるスペースを確保しています。

●未就学児モードに切り換えて使用してください。
※電極パッドは使い捨てです。再使用できません。
製造販売届出番号 13B1X00206000345

オプション品AED用キャリングバッグ
YC-310V

AED壁掛けホルダ
KG-202V※取付け金具が別途必要

AEDを使用した救命処置の手順を紹介。

AED防塵防水ケースYZ-043H0

AED/CPRレスキューキット
YZ-043H3

AEDサインボード※1つは標準付属です●寸法・質量
幅434×高さ377×奥行188mm
約2.6kg（AED含まず）

ポスター「私たちの行動で救える命があります」●構成品
タオル・ハサミ・蘇生用マウスピース・剃刀・グローブ※両面同デザイン※取付け金具が別途必要

パルスチェッカー
PLS-1100 ＊薬機法認可品※IEC規格：IP67

AED設置シール
A4片面 Y267A
A5両面 Y267B

傷病者の脈を検知することで、救助

AED救命テント

者によるAEDの使用および胸骨圧迫の実施の判断をサポートします。

Y251A

Y260A

●寸法・質量
幅210×高さ296×厚さ2mm：A4サイズ

救命時に周りの方からの視線を遮るためのテントです。

AED設置先記入シール●寸法・質量
使用時：幅1970×高さ1500×奥行1185mm
保管時：幅500×高さ600×奥行60mm
約2kg

A4片面 Y267C

AEDスタンド型収納ケースYZ-038H9

AED壁掛け型収納ケースホワイト YZ-041H6
オレンジ YZ-041H7

ドア内には、救急用品、毛布等を保管するスペースを確保しています。

AEDミニスタンド型収納ケース
YZ-040H2●寸法・質量
幅530×高さ1225×奥行242mm
約23kg（AED含まず）●寸法・質量
幅390×高さ400×奥行174mm
約7.3kg（AED含まず）●寸法・質量
幅500×高さ1700×奥行き500mm
約54kg（AED含まず）※床面固定（アンカーボルトが別途必要）※単4乾電池2本使用※単4乾電池2本使用※取付け穴位置：幅320×高さ255mm※取付け金具が別途必要※単4乾電池2本使用

ドアを開けるとブザーが鳴り、ドアを閉めるとブザーが鳴り止みます

教育用コンテンツのご案内
日本光電ではAEDについて学ぶことを目的とした製品、HP、動画などを用意しています。
トレーニングユニット
TRN-3150

オートショックAEDのトレーニングにも。
●寸法・質量
幅206×高さ100×奥行252ｍｍ
約1.3kg

日本光電のAED情報サイト AEDライフ

オートショックAED学習ページ 〜日本光電のオートショックAEDをもっと知ろう!〜
AED使用方法の動画や理解度チェックでオートショックAEDを学ぶことができます。

AED-3250の使用方法（動画）＊YouTubeでも視聴できます。

https://www.aed-life.com/

https://youtu.be/products/products-list/

xnfO6AsuTkQ

aed3250/learning/

たのしく学ぼうAED 〜かえでちゃんのお部屋〜
AED+CPR トレーニングキット（バイリンガル）

A.C.T.kids

Y283A

AEDの操作、胸骨圧迫の手順を、AEDと同等の音声ガイダンス付きで学べる簡易訓練機材。
（音声は日本語／日英バイリンガルの切り替えが可能）

つくる、あそぶ、まなぶ の3つのテーマを軸に低年齢層のお子様にも楽しみながらAEDについて学ぶことができます。
https://www.aed-life.com/information/caede-room/
かえでちゃんのお部屋へ
ようこそ！

★以下のコンテンツもお楽しみいただけます。
● ペーパークラフト● AEDの音声ガイド● 日本光電のAEDキャラクター
「かえでちゃん」のぬり絵 など
ペーパクラフト作成例

DVD「AEDの使い方と心肺蘇生 」
AEDを使用した救命の手順をご説明しています。

7

あなたに勇気を届けたい〜 救命率向上のために、私たちは努力を続けています〜

規格エネルギ出力（50Ω時）

音声ガイド
メモリ

バッテリ

60

使い捨てパッド P-740シリーズ
切取型指数関数 − 定電力二相性波形
ActiBiphasic
漸増式
小学生〜大人モード時
1回目：150J 2回目：200J 3回目：200J
未就学児モード時
1回目：50J
2回目：70J
3回目：70J
日本語
救助データ：3件90分（1件あたり最大30分）の心電図波形とイベント情報
セルフテスト履歴： 毎日のセルフテスト31件、毎月のセルフテスト12件、その他のセルフテスト50件
バッテリパック SB-310V
リチウムバッテリ（充電不可）
待機寿命：4年
容量：140回以上の除細動ショック、または5時間以上の動作（新品のバッテリ、20℃のとき）※待機寿命は、設置環境や使用状況によって短くなります。

40電流﹇A﹈

電極パッド
出 力

倒れた方のインピーダンスに25Ω

20

左右されることなく、

50Ω

100Ω

0

除細動に必要なエネルギを供給します。

-20-400246810時間［ms］

12141618＜設定エネルギ 150J＞＜設定エネルギ 200J＞

一相目

一相目

二相目

二相目

インピーダンス 電流
時間
電流
時間
［Ω］
［Ａ］ ［ms］ ［Ａ］ ［ms］

インピーダンス 電流
時間
電流
時間
［Ω］
［Ａ］ ［ms］ ［Ａ］ ［ms］
25Ω

50.4

3.85

11.3

3.62

25Ω

58.1

3.85

13.0

3.62

50Ω

30.8

6.36

9.42

3.62

50Ω

35.4

6.36

10.9

3.62

75Ω

22.18.86

8.193.62

75Ω

25.4

8.86

9.45

3.62

100Ω

17.2

11.4

7.32

3.62

100Ω

19.8

11.4

8.45

3.62

125Ω

14.1

13.9

6.69

3.62

125Ω

16.2

13.9

7.71

3.62

救助中の周囲の音を録音する
カラーTFT液晶ディスプレイ
アクティブエリア 70.56×52.92mm（3.5型相当）
Bluetooth®/無線LAN
無線通信
MIL-STD-810G w/Change 1（2014）514.7 VIBRATION
振 動
Category4 Secured Cargo / Category9 Helicopter /Category11 Train
MIL-STD-810G w/Change 1（2014）516.7
落 下SHOCK ProcedureⅣ Transit Drop 1.22m
IP66
外装保護
粉塵の侵入が完全に防護され、いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
EMC 適用規格 IEC60601-1-2：2014
IEC60601-2-4：2010＋Amendment 1：2018
RTCA/DO-160G、セクション21、カテゴリM（スタンバイ、モニタ、充電、内部放電）
8年間
耐用期間（当社データの自己認証による、保証期間：5年間）
幅206×高さ97×奥行252mm
寸法・質量約2.4kg（パッドおよびバッテリパックを含む）
録 音
画面表示

「耐用期間」を過ぎたAEDは、できる限り速やかな更新をお勧めします。
＜医療機器「耐用期間」定義＞
医療機器が適正な使 用環境と維持管理の基に、適切な取り扱いで本来の用途に使 用された場合、その医療機器が設計仕様書に記された機能及び性能を維持し、使用することができる標準的な使用期限を医療機器の「耐用期間」と定義する。
（社）電子情報技術産業協会
ヘルスケアインダストリ事業委員会
2009年5月21日改訂 医療機器「耐用期間」の自主基準（改訂版）より

3250

3250

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら管理者も設置し、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検する事が重要です。

20XX XX

20XX

XX

20XX
20XX

XX
X XX

4

製造販売業者または販売業者が、設置者の保守管理の手間を軽減する独自のサービスをご用意しております。お客様のご都合に合わせて、これらを利用し、いつでもAEDが使える状態にしておいてください。

AED保守受付センタ
0120-233-821
AED専用ホームページ AEDライフ

https://www.aed-life.com/
・ 添付文書を必ずお読みください。
・ AEDに不測の事態が発生した時及び譲渡時（高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る）、廃棄時には、日本光電またはAEDを購入された販売店にご連絡ください。

※バッテリと電極パッドは、本体に付属されていないので必ずご用意ください。

お問合せ先救助に使用した後に電源をオフにすると表示されます。

※

販売名：自動体外式除細動器 AED-3200シリーズ
商品コード：AED-3250

医療機器承認番号

はBluetooth SIG. inc.の登録商標です。
※YouTubeは、Google Inc.の登録商標です。

本カタログの画面例・記録例には原則として架空の人名を使用しています。
顔写真は本人の同意を得て使用しています。
都合により外観・仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

30400BZX00003000

クラス分類：高度管理医療機器、 特定保守管理医療機器製造販売

東京都新宿区西落合 1-31-4 〒161-8560

03-5996-8000（代表） Fax 03-5996-8091

https://www.nihonkohden.co.jp/

広告管理番号：NKC0B010-230770

CAT.NO.71-0021B ’23.8.CLB.AOB.

10789