販売名

卓上高速冷却遠心機

スイングロータ
最大容量500mL×4（SF-5004）

最高回転数

4,800rpm（SF-2504S）

最大遠心力

4,300×g（SF-2504S）

アングルロータ
最大容量50mL×8（AF-5008C）

最高回転数

15,300rpm（AF-2024）

最大遠心力22,250×g（AF-2024）

寸法70（W）×63（D）×36（H）cm
ドア開放時88.3cm

重さ
消費電力

85kg
710Ｗ、2.6MJ/h(省電力モード約9W）

発熱量

電源条件

100V・50/60Hz・15A、
コード長さ2m

定格電圧、定格電流

100V、9.3A

使用環境
適合規格

温度

10 〜 35℃

湿度80%以下(31℃以下）、50%以下（32 〜 40℃)

高度2,000m以下

IEC61010-2-020

制御方式

インバータ・マイクロプロセッサ制御

異常検知表示

ドアオープン、
インバランス、
オーバスピード、回転センサ、温度センサ、
ドアロック、
インバータ、異常温度、
ロータセンサ、
インバランスセンサ

停止お知らせ音

11種類＋無音、音量切替5段階（無音含む）

回転半径設定ロータごとに設定可能
200 〜 15,300rpm

速度設定範囲Benchtop High Speed Refrigerated Centrifuge

10 または 100rpm ステップ
10 〜 22,250×g

遠心力設定範囲

10 または 100×g ステップ
1秒〜 99時間59分、Hold
秒：1秒ステップ

タイマ設定範囲

分：1分ステップ
時間：1時間ステップ

温度設定範囲

-10 〜 +40℃
1℃ステップ

M500TR用遠心機テーブル

冷媒

R134a 充填量 240g（R134a仕様）
R1234yf 充填量 270g（ノンフロン仕様）(コードNo.047-1100)
価格 120,000円(税別)

機能テンプリミット（異常温度検知）、
プレクーリング（予備冷却）、
セルフチェック機能、
フラッシング運転、
ステップ運転、遅延運転

プログラムメモリ99個(内パネルボタンでダイレクト呼び出しは3個)

加減速可変

3段階切り替え

医療機器製造販売届出番号

10B3X00003000055

価格（本体/税別）

1,080,000円（R134a仕様）
1,290,000円（ノンフロン仕様）

寸法 70（W）×58（D）×47(H）cm
遠心機を載せるキャスタ付きの台です。
アジャスタで固定でき、水平が取れます。
遠心機に使用するロータ、バケット、チューブラック、取扱説明書などの付属品が収納できるので、保管場所を別に用意する必要がありません。

This model is designed exclusively for Japan.
日本国内専用機

使用上のお願い

この製品は日本国内100V専用です。また日本国内での使用を意図した安全規格に基づいて設計・試験・製造しているため、日本国外でのご使用は、重大な事故の危険や障害の原因となります。
「日本国内専用機」を、日本国外へ持ち出ししないよう、お願いいたします。
また、日本国外での「日本国内専用機」に対するサービス（修理、点検、消耗品の供給など）の提供につきましても、対応いたしかねます。
このカタログに掲載されている製品は専門知識をもっている方々を対象としており、これらの方々がその目的により相当の注意のもとに使用されるためのものです。必要な専門知識を有しない方には適切な使用ができない場合があり、危険が伴うことがあります。このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。
● ロータ、バケットに傷や、腐食がある。

禁止

右記のような場合は、使用を直ちに中止してください。

● ロータの交換時期（耐用年数、耐用回数）を超えたとき。
● コゲくさい臭いや異常に熱くなる。

事故防止のため、電源スイッチを切り、電源から電源

お願い● 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
● その他の異常・故障がある。

プラグ ／ 接 続 端 子をとりは ずし、「 使 用 禁 止」の 貼 紙をして、お近くの弊社に必ずご相談ください。

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
安全に関するご注意●「取扱説明書」を紛失しないでください。いつでも読める場所に保管してください。
● 安全にご使用いただくために、耐用回数・耐用年数に達したロータは交換をお願いしています。
どうかご理解とご協力をお願いいたします。

・補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。ただし、入手不可能な補給/補修部品は除きます。
・価格、仕様、外観などは、お断り無く変更することがありますのでご了承ください。
・表示価格は、2024年4月現在の価格（税別）です。

久保田商事株式会社
www.kubotacorp.co.jp

E-mail : sales@kubotacorp.co.jp

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-9 ☎（03）3815-1331
札 幌 営 業 所 ☎（011）751-2175
仙 台 営 業 所 ☎（022）287-2181
つくば 営 業 所 ☎（029）856-3211

名古屋営業所 ☎（0561)64-2351
大 阪 営 業 所 ☎（06）6762-8471
広 島 営 業 所 ☎（082）871-7811

製造販売元
福 岡 営 業 所 ☎（092）621-1161

許可番号 10B3X00003
株式会社 久保田製作所
東京都豊島区東池袋3-23-23

B4/Printed In Japannew design,
innovationanduser-oriented

Intuitive Operational Design

Innovation

あらゆる実験・研究で必要とされる遠心機。

新開発ロータ 3種類

少しでも早く研究者に遠心結果を提供したいと考えました。

ラボ用マイクロロータ2種AF-2024/AF-2524、

そのためにふたつの機能を取り入れました。

50mLコニカル管ロータAF-5006Cが新しくラ

ひとつ目は、遠心条件の変更にツマミを採用しました。
直感的に操作ができ、狙った回転数/遠心力、時間に素早く合わせてもらいたいためです。

インナップに加わりました。詳細は3、4ページをご確認ください。

ふたつ目は、研究室で使用する2mL以下のチューブをAF-20242mL×24ロータを付け替えることなく使用できるロータを実現しました。
手間に感じるロータ交換の作業を減らし、ロータ交換作業の時間を無くしたいためです。
M500TRは、KUBOTAの研究者への思いを詰め込んだ遠心機です。

AF-2524

AF-5006C

2mL×240.5mL×10
0.2mL PCR8連チューブ×2
0.2mL PCR×16

50mLコニカル管×6

ミックス・ローディング
2種類のチューブラックを同時に遠心できるミックス・ローディングを実現させ、さらによくご使用いただく組み合わせを標準化することで、よりお求め易くなりました。
対応スイングロータ：
SF-724、SF-2504S、SF-5004

SF-724ロータ

15mLコニカル管×1650mLコニカル管×8SF-2504Sロータ

SF-5004ロータ

15mLコニカル管×850mLコニカル管×215mLコニカル管×1450mLコニカル管×6

フェイルセーフ機能 インバランス早期検知

AF-5004CH、AF-5006C、AF-5008C、SF-724、SF-2504S、SF-5004ロータ使用時のみ。

（その他のロータはインバランス検知のみ）

遠心中のインバランスを共振点前の低い回転数で検知しお知らせする機能です。大きなインバランスが発生すると、バケットがチャンバと接触し、バケットが外れる事故につながります。大切な検体や試料を失い、遠心機修理にも高額な費用と時間が掛かってしまいます。KUBOTAはフェイルセーフ機
能によって、遠心チューブの破損と時間の損失を防ぎ、快適にご使用いただ
ける遠心機を提供します。

日常点検をサポートするセルフチェック機能
ドアロックセンサのチェック

卓上高速冷却遠心機

ディスプレイの表示に従って遠心機を操作するだけで、各種センサやドアロック
機能の動作までを日常の点検で簡単に確認することが出来るようになりました。
より安全に、安心して遠心機をご使用していただくために開発した新機能です。

冷却あり

IEC

61010-2-020

セルフチェック機能では、以下の項目を確認し、合否判定を行います。

国際安全規格準拠＊＊R134a仕様またはノンフロン仕様をお選びいただけます。
R134a仕様、
ノンフロン仕様で使用できるロータ・バケットなどのアクセサリ、回転数・遠心力・処理容量は同じです。

セルフチェック機能の結果を表示

ドアロックセンサ、
ロータセンサ、
インバランスセンサ、温度センサ、回転センサ、
インバータ、運転テスト、ロータ使用回数表示。

Intuitive
Operational
DesignInnovation

1

2

Innovation‒新開発ロータ3種類
5 in 1の新開発ロータ
マイクロ系チューブがロータひとつで遠心できます

50mLコニカル管×6本を最大遠心力18,710×gで遠心可能■ ラボで使用する2mL以下の、2.0mL、1.5mL、0.5mL、0.2mL PCR、0.2mL■ キャップ押さえ機構を採用したことで、50mLコニカル管をPCR8連までのチューブが使用できます。

最大遠心力18,710×gで遠心できるようになりました。
専用ツール ＊3
(オプション)■ 15mLコニカル管がアダプタを使用することで遠心できます。
AF-25242mL×240.5mL×10

0.2mL PCR8連チューブ×2
0.2mL PCR×16■ ロータの取り外しに便利な専用ツール ＊3(オプション)があります。

AF-5006C

50mLコニカル管×6■ 遠心チューブの差し込み角度は30°です。

■ スピンカラム/フィルトレーションチューブを遠心される場
合、マイクロチューブのキャップを開けて遠心できます。
AF-2524はチューブキャップを支える構造になっており、
チューブキャップがちぎれて破損することを軽減します。

50mLコニカル管用ロータスペック（（このときは最高回転数13,000rpm以下でご使用ください。）
アングルロータ

ロータ価格

チューブ形状）内の数字は、サンプル温度を4℃以下で遠心できる回転数と遠心力です。

チューブ種類本数

チューブ寸法直径×長さmm

最高回転数
rpm

最大遠心力
×g

アダプタ
コードNo.

50mLコニカル管＊1430×117

15,00022,140−15mLコニカル管

417×121

15,00021,130055-1250（¥33,600・4個セット)

50mLコニカル管＊1430×117

12,00014,970−15mLコニカル管

417×121

12,00014,490055-1250（¥33,600・4個セット）
055-1280（¥11,100・2個セット）

50ｍLコニカル管＊1630×117.2

13,000(12,500)

18,710(17,290)−

15mLコニカル管

617×122

13,000(12,500)

18,140(16,770)055-1250(¥33,600・4個セット)
055-1280＊2(¥11,100・2個セット)

50mLコニカル管＊1830×117

10,000（9,500）13,420（12,110）−15mLコニカル管

817×121

10,000（9,500）13,190（11,910）055-1250（¥33,600・4個セット）
055-1280（¥11,100・2個セット）■ 0.2mL PCR8 連チューブは、左右に 1 列ずつセット可能で、8 連チューブを使用しないときは 0.2mL PCR チューブを差し込んで使用できます。
AF-5004CH＊3■ 2mL は チューブ 穴 に 番 号 を 割り振っており、0.5mL、0.2mL はチューブ穴が連続になっているので、点対称で¥279,000

チューブのセットがし易い設計です。

tube-10 tube-11

15mlコニカル管
50mlコニカル管■ 医療系で使用されるスクリューキャップタイプのマイクロAF-5004CS

ティナが同時に24本使用できます。
(ラボ用スクリューキャップ付きマイクロチューブはキャップ径が各社で違う¥385,300

ため、使用本数についてはお問い合わせください。)

tube-10 tube-11

15mlコニカル管
50mlコニカル管

AF-5006C＊3

マイクロチューブ24本のスタンダードロータ
最高回転数15,300rpm、最大遠心力22,250×g¥300,000■ 15,300rpmまで約23秒で加速します。

tube-10 tube-11

15mlコニカル管
50mlコニカル管

AF-5008C＊3■ 遠心後のピペッティング作業を考えて、遠心チューブ角度は45°に設計しています。

¥378,000■ アダプタ(オプション)を付けることで、0.5mL、0.2mL PCRチューブが使用できます。
■ チューブ穴に番号を割り振っており、点対象でチューブのセットが容易です。

tube-10 tube-11

15mlコニカル管
50mlコニカル管

ロータには耐用回数・耐用年数があります。詳しくはお問い合わせください。
（注）オートクレーブ可能な温度、時間、回数には制限があります。詳しくはお問い合わせください。

AF-20242mL×24■ 医療系で使用されるスクリューキャップタイプのマ
イクロティナは同時に12本使用できます。

＊1
＊2
＊3

キャップ直径36mmまでの、イワキ、
グライナー、
コーニング、ザルスタッド、
スミロン、ビオラモ、
ファルコン、
フィッシャー、ラブコン、ヌンク社製が使えます。
055-1280を使用する場合は、最高回転数11,000rpm以下でお使いください。
ロータに合わせた取り外し専用ツール（オプション）は、AF-5004CH用（コードNo.028-0627、¥3,300）、AF-5006C用（コードNo.028-0639、¥4,000）、AF-5008C用（コードNo.028-0631、¥4,500）があります。

マイクロ・中容量アングルロータ、
マルチロータ、
プレート用ロータ、
スイングロータはp7 〜 10をご参照ください。

(ラボ用スクリューキャップ付きマイクロチューブはキャップ径が各社で違うため、使用本数についてはお問い合わせください。)

Innovation

Innovation
3

4

ユーザ目線での工夫の数々

New Value

ユーザインターフェース

地球環境に優しい遠心機
ノンフロンモデル■ 設定したい遠心条件に素早く合わせることが出来、かつ微調整ができるよう、
回転数/遠心力と時間の変更にツマミを採用しました。
日常的に使用するからこそ「つまみ易い」「回し易い」「押し易い」にこだわり、
丸みのある三角形をした独自のツマミ形状に辿り着きました。
■ ダイレクトメモリー 3チャンネル搭載。

自発光表示VFD搭載

VFD

KUBOTA Centrifuges ノンフロンモデル(R1234yf冷媒を採用)
従来モデル
3本指でのつまみ易さ、回し易さを追求

最低視野角

フロン排出抑制法の対象外です。
冷凍機を搭載している機器は、フロン排出抑制法で3カ月ごとに冷凍機の簡易点検を実施し、点検記録を残す必要があります。

126°■ ノンフロン遠心機は、3カ月ごとの遠心機の冷凍機簡易点検が不要で、■ 日本オリジナルの技術、VFD（蛍光表示管）を搭載

管理者の作業負担を軽減します。

■ 一般的に、ディスプレイの視認性は表示ドット部のコントラスト比で左右さ■ R1234yfは廃棄時に発生する冷媒回収業者への依頼、廃棄証明書の発行・管理が不要です。そのため、従来の冷媒と比べ経済的です。

れます。VFDでは、表示されているドット部が自発光、それ以外は消灯しているため、
コントラスト比が大きく、離れていてもくっきり見えます。
と視野角も広く、斜めからでも表示が見えます。
■ 最低視野角126°

Fガスとはフッ素系温室効果ガス（ﬂuorinated greenhouse gas）を意味しており、KUBOTAノンフロンモデルは、
これらFガスを使用しておりません。
EUでは環境の保護を目的として、Fガスの排出量削減を目的としたFガス規制（EU規制 No.517/2014）が定められております。

キーロック機能搭載■ 遠心条件の変更、遠心中の操作をパスワードで管理します。
誤操作防止、第3者の方による遠心条件の変更を防止するので、大切なサン
プルの遠心や常に同一条件で遠心を行うルーチン業務に適しています。

キーロック機能有効時は、時間表示の左に鍵マークが点灯します。

タコメータポート

R1234yf ＊2

R134a

＊1
地球温暖化係数(GWP）

1未満

1,300

オゾン層破壊係数（ODP）

00＊1 IPCC 第5次評価報告書（AR5）より＊2 自動車のカーエアコンや自動販売機などにも使用されています。

ロボット対応遠心機■ 光 電 式 回 転 計を用 い た 回 転 数 測 定 に対 応しており、ユーザが実施する遠心機の法令点検時に役立ちます。

省電力モード搭載作業をデザインする、
新しいソリューション

eco■ 遠心機を協働ロボットに繋げるだけでルーチン業務を自動化。

■ M500TRは自動で冷凍機を停止させ、ディスプレイ表示をOFFにします。

■ 経済性・生産性・安全性を兼ね備えた

この時の消費電力は約9Wです。

価値を提案します。
■ 対応機種

電動ドアロック

M500TR、S700TR、S700FR、S700T、
S500FR、S500T、S300TR、S300T■ ドアロックは電動ドアロックを採用。
ドアを軽くおさえるだけ※詳しくはお問い合わせください。

でモータが動き、自動でロックされます。
■ ドアは軽量素材を使用し、フリーストップ機構を採用しているので、開けているドアが急に倒れてくることはありません。
またドアを開けた位置でドアを停止させることができます。

New Valueuser-oriented
5

6

ロータスペック
アングルロータ

ロータ価格（

チューブ形状）内の数字は、サンプル温度を4℃以下で遠心できる回転数と遠心力です。

チューブ種類本数

チューブ寸法直径×長さmm

最高回転数
rpm

最大遠心力
×g

アダプタ
コードNo.

1.5/2mLマイクロチューブ

24

9.5〜11×36〜42

15,300（14,700)

22,250（20,540）−

ロータスペック
バケット
コードNo.

マルチロータ

チューブ形状053-5860

AF-2024＊1
tube追加¥120,000

AF-2524

1.5mlTube

tube追加1.5mlTube

tube-4

2mlTubetube-40.5mLマイクロチューブ

24

7〜7.9×25〜34

15,300（14,700)

19,890（18,360）055-7590（¥2,900・2個セット）

1.5/2mLマイクロチューブ

24

9.5〜11×36〜42

15,000(14,000）

21,880（19,060）

ー

スピンカラム/フィルトレーションチューブ

24

9.5 〜 11×36 〜 60.3

13,00016,440ー

0.5mLマイクロチューブ

10

7〜7.9×25〜34

15,000（14,000）

17,360（15,120）ー

5.9 〜 6.3×20 〜 24

15,000（14,000）

11,570（10,080）標準付属11,570（10,080）

標準付属20,820−2mlTube2

0.2ｍL PCR8連チューブ¥200,000
0.2ｍL PCRチューブ

16

5.9〜6.3×20〜24

15,000（14,000）

1.5 / 2mLマイクロチューブ

30

9.5〜11×36〜42

14,000tube追加¥108,100

1.5mlTube053-2000

MF-2236A

tube追加¥333,900¥67,200

1.5mlTube

tube追加¥243,600

1.5mlTube

tube-4

2mlTubeAF-2236
tube追加¥207,900

1.5mlTube

tube-4

2mlTube0.5mLマイクロチューブ

14７〜7.9×25〜34

14,00017,530−0.2mL PCRチューブ

14

5.9〜6.3×20〜24

14,00016,430−1.5 / 2mLマイクロチューブ

36

9.5〜11×36〜42

15,000（14,000）

21,880（19,060）−

0.5mLマイクロチューブ

36

７〜7.9×25〜34

15,000（14,000）

19,620（17,090）055-7590（¥2,900・2個セット）

0.2mL PCRチューブ

12

5.9〜6.3×20〜24

15,000（14,000）

15,340（13,370）−

1.5 / 2mLマイクロチューブ

48

9.5〜11×36〜42

12,000（11,000）

15,780（13,260）−

0.5mLマイクロチューブ

48

７〜7.9×25〜34

12,000（11,000）

14,330（12,040）055-7590（¥2,900・2個セット）

AF-2048A＊1
tube追加¥240,000

1.5mlTube

tube-4

2mlTubetube追加12

15×59

15,00020,880−●0.2mL PCRチューブ用

アダプタ

コードNo.055-0500
価格 ¥2,900（2個セット）

プレート用
ロータ

ロータ価格

PF-206●0.5mLマイクロ

チューブ用アダプタ

コードNo.055-7590
価格 ¥2,900（2個セット）

プレート形状tube-15マイクロプレート

PF-745S

本数

チューブ寸法直径×長さmm

最高回転数
rpm

最大遠心力
×g

アダプタ
コードNo.

1.5 / 2mLマイクロチューブ

24

9.5〜11×36〜42

15,00018,360−0.5mLマイクロチューブ

24

７〜7.9×25〜34

15,00015,090055-7590（¥2,900・2個セット）

0.2mL PCRチューブ

24

5.9〜6.3×20〜24

15,00011,820055-0500（¥2,900・2個セット）

1.5 / 2mLマイクロチューブ

24

9.5〜11×36〜42

15,00018,870−0.5mLマイクロチューブ

24

７〜7.9×25〜34

15,000

16,100055-7590（¥2,900・2個セット）

0.2mL PCRチューブ

24

5.9〜6.3×20〜24

15,00013,330055-0500（¥2,900・2個セット）

1.5 / 2mLマイクロチューブ

129.5〜11×36〜42

15,00015,6000.5mLマイクロチューブ

12７〜7.9×25〜34

15,00013,3300.2mL PCRチューブ

12

5.9〜6.3×20〜24

15,00011,3200.2mL PCR 8連チューブ

85.9〜6.3×20〜24

15,00017,860●12mLチューブ用●高速アングルロータ用

アダプタ

シーリングアダプタ

コードNo.055-7410
価格 ¥11,500（2個セット）＊3

プレート種類コードNo.055-4280
10mLオークリッジ型チューブ用
価格 ¥44,100（2個セット）

本数

PCRプレート2

マイクロプレート6

ディープウェルプレート

2

PCRプレート2

マイクロプレート12

ディープウェルプレート

48

17×75〜100

12,00014,330−38mLチューブ

6

25〜25.6×87〜103

15,000（14,500）

21,880（20,450）−

tube-15

最高回転数
rpm

最大遠心力
×g

86
（W）×128（D）×52（H）

4,000

1,790

86
（W）×128（D）×90
（H）

4,200

3,100

アダプタ

コードNo.055-1280
価格 ¥11,100（2個セット）

アダプタ
コードNo.

055-6380（¥52,500・2個セット）

tube-16

ロータには耐用回数・耐用年数があります。詳しくはお問い合わせください。
（注）オートクレーブ可能な温度、時間、回数には制限があります。詳しくはお問い合わせください。
＊1 2mL用チューブ穴にコードNo.055-0500アダプタを使用すると0.2mL PCRチューブが使えます。
＊2 バイオビック5mL サンプルリングチューブ、
ワトソン5mLメガチューブが使えます。
＊3 遠心前にプレート類の強度をテストしてからご使用ください。下段プレートがつぶれることがあります。

¥52,500（2個セット）
スクエア
フィルタープレート＋
ウェルプレートディープ
×4枚
ウェルプレート×2枚

PCRプレート
×2枚ロータの耐用回数・耐用年数■ ロータやバケットは何度も高速で回転するために、
この「曲げた■ 遠心機の回転体であるロータやバケットは、
ステン¥246,700
50mLチューブ

¥253,000

プレート寸法mm●15mLコニカル管用

tube-16

96ウェルプレート
ディープ
×12枚
ウェルプレート×4枚¥262,500

AF-5004RA

コードNo.055-1250
価格 ¥33,600（4個セット）−

ディープウェルプレート

14mLチューブ

AF-3806A

アダプタ−
055-7590（¥2,900・2個セット）
055-0500（¥2,900・2個セット）

ディープウェルプレート

トレイ
055-6380（オプション）

AF-1408A●15mLコニカル管用マイクロプレート¥430,500¥105,000

tube-4

2mlTube¥89,200¥270,000

5mLマイクロチューブ＊2

AF-512

tube-4

2mlTube053-0060

1.5mlTube

AF-2730

tube-4

2mlTube

チューブ種類4

疲労によって破断してしまいます。

28.5〜29×102〜115

15,000（14,000）

21,880（19,060）−■ 金属の板を何回か曲げたり伸ばしたりすると、ポキッ■ 安全にご使用いただくために、耐用回数・耐用年数に達したロータは

20,630（17,970）055-7410(¥11,500・2個セット)と折れてしまいます。
これがいわゆる金属疲労です。

交換をお願いしています。
どうかご理解とご協力をお願いいたします。

20,630（17,970）055-4280(¥44,100・2個セット)

12mLチューブ

4

15.8〜16.4×103〜110

15,000（14,000）

10mLチューブ

4

16〜16.3×79〜92

15,000（14,000）

7

レスやアルミといった金属材料で作られています。

り伸ばしたり」
を繰り返しており、
ある一定回数に到達すると金属

50mL コニカル管ロータはp4をご参照ください。

8

ロータスペック

ロータには耐用回数・耐用年数があります。詳しくはお問い合わせください。

このチューブラックは5mL、7mL、10mL採血管と15mLガラス管が使え、便利です。

＊1＊2(注)オートクレーブ可能な温度、時間、回数には制限があります。詳しくはお問い合わせください。

＊3

チューブ形状tube追加1.5mlTube

細い採血管×68

10mLガラス管
10ml
×80

10mL採血管/
10ml採血管
10ml採血管
10ml採血管tube-105〜10mL採血管/
15mL15mlコニカル管 15mL
5〜10mL採血管/7ml採血管5〜10mL採血管/
15mL
15mL
10ml採血管
10ml採血管
7ml採血管7ml採血管
10ml採血管
15mLガラス管×28 15mLガラス管×48 15mLガラス管×48 コニカル管×16 コニカル管×28 コニカル管×28 コニカル管×32

15mLガラス管×68

50mL
ガラス管×4tube-2150mL
ガラス管×850ml

50mL
ガラス管×12

12〜13.7×62〜110

13.5〜15.8×81〜130

12〜13.8×65〜95

15〜17.2×52〜110

3,500

3,500

3,500

3,500

4,800

4,000

3,500

4,800

3,500

4,000

3,500

4,800

3,500

4,000

最大遠心力 ×g

4,250

3,040

2,290

2,300

2,310

2,080

2,300

4,150

2,970

2,300

4,280

2,300

3,060

2,330

4,150

2,330

2,990

055-6900

055-4740

バケット コードNo.
053-5840

055-4800

コードNo.

Max 3,500rpm
Max 2,380×g

SF-2504S ￥210,000

ー

コードNo.
シーリングキャップ
055-0964＊4
BT-03
055-4800￥38,600

Max 4,800rpm
Max 4,300×g

SF-5004 ￥305,000

BT-02
053-5840￥210,000

ー

ー

BT-02
053-5840

ー

ー

ー

ー

ー

￥26,400

ー￥31,500
055-0750

055-0730

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

055-0770ー

055-0730＊8
tube-22-1

tube-10 tube-11

100ml

15mlコニカル管
50mlコニカル管

38〜46.5×
83〜12017×121/30×117

30×117
4,800

4,000

3,500

3,500

最大遠心力 ×g

4,250

3,040

2,330

2,330

055-6070

055-1600

コードNo.

4,800

4,000

4,280/4,250 3,060/3,040

tube-12

tube-22-2
100ml

tube-14175mlコニカル管
225mlコニカル管

100mLガラス管
×4175mL
コニカル管×4

38〜46.5×113〜120

61×118tube-12

tube-13

tube-14175mlコニカル管
225mlコニカル管
200mlコニカル管

175/200/225mL
コニカル管×4

BT62-2
コーニングボトル
BT62-1
ナルジェヌンク250ml遠心ボトル
ナルジェヌンク250ml遠心ボトル

61×118/60×137/61×137

500mL
×4

85×13560〜62×100〜134.4

ー055-0750

055-0740￥53,500

自立型喀痰
チューブ×4tube-25-1

tube-25-2

tube-25-3

自立型喀痰チューブ 自立型喀痰チューブ
自立型喀痰チューブ自立型喀痰
自立型喀痰チューブ
チューブ×8×8×12×16キャップ径φ48以下 キャップ径φ37以下 キャップ径φ48以下 キャップ径φ37以下 キャップ径φ31以下
チューブ径φ35以下 チューブ径φ31以下 チューブ径φ35以下 チューブ径φ31以下 チューブ径φ28以下

4,800

4,000

4,800

3,500

4,000

3,500

4,800

4,000

4,000

4,800

4,000

2,330

4,250

2,970

4,250

2,330

3,080

2,380

4,300

3,080

3,080

4,250

3,020

055-4850

ー￥60,000

3,500
055-4770ー＊9500mL tube

250mL
×4

055-0740

ー￥46,200

最高回転数 rpm

055-4850

3,500
2,250

2,290

2,300

055-0430055-0440055-0450＊14

バケット
053-5820ーー055-4780P

バケットはオプション
（別売）
です。

＊11
＊14

ー

ー

ー

ー

￥36,700
055-1610

055-1170

ー

ー

BT-14
055-4850￥38,600

055-6070P

＊5
＊6

ー

BT-13
055-4770055-6070P￥36,700￥38,600

ー

ー

ー

ー

BT-14
055-4850

BT-11+
055-0430

BT-12+
055-0440

BT-12+
055-0450￥38,600￥38,800￥38,800￥38,800

055-1200055-1210＊12￥21,000ー（4個セット）バケットは標準付属です。
シーリングキャップはオプション（別売）です。

￥38,600

055-1150

50mlコニカル管

コードNo.
シーリングキャップ
055-0964BT-11
055-4760￥36,700
055-1150ーーー

055-4780P￥210,000￥18,900

50mL
50mL
50mL
15mLコニカル管×16 15mLコニカル管×8 15mLコニカル管×14
コニカル管×4 コニカル管×12 コニカル管×16 50mLコニカル管×8 50mLコニカル管×2 50mLコニカル管×6￥73,000ー

055-1160＊10（4個セット）ーBT-02
053-5840￥42,000

ー

ー

＊14

＊4

055-0880P￥210,000￥37,400

チューブ寸法 直径×長さ mm

SF-5004 ￥305,000

BT-08
055-4740￥38,600

055-0770

バケットとシーリング
キャップは標準付属です。

チューブ種類×本数

Max 4,800rpm
Max 4,300×g

BT-07055-6900￥77,200ー

055-4760

055-4780

バケット コードNo.
053-5840

055-1190

tube-11SF-2504S ￥210,000￥50,400ー

チューブ形状Max 3,500rpm
Max 2,380×g

ー￥26,400

ーSF-724 ￥120,000

055-0880＊4BT-06
055-0260

27〜36.4×85〜11017×121

12〜16.8×72〜110055-1140

ー

コードNo.

Max 4,000rpm
Max 3,080×g

12〜17.2×72〜110055-1190￥21,000

バケットは標準付属です。
シーリングキャップはオプション（別売）です。

アダプタ コードNo.
055-0260

バケット コードNo.
053-5840

ー

バケットはオプション
（別売）
です。

（4個セット）オートクレーブ
可能（注）フローサイトtube-20
tube-8-1
tube-8-2
tube-8-315ml

tube-6-1tube-6-2tube-6-3

tube-7-1
tube-7-3
tube-7-2
5ml採血管5ml採血管5ml採血管

3,500￥73,000

オートクレーブ
可能（注）tube-26
フローサイ
ト

tube-20
tube-8-1
tube-8-2
tube-8-315ml

4,000（4個セット）スイングロータtube-18

8mlCPT
8mL CPT単核球
分離用採血管×245〜7mL7ml採血管7ml採血管7ml採血管9.5〜11×36〜42

バケット
053-5820

オートクレーブ
可能（注）tube-94,800

SF-724 ￥120,000

オートクレーブ
可能（注）tube-7-1
tube-7-3
tube-7-2
5ml採血管5ml採血管5ml採血管

最高回転数 rpm

チューブ寸法 直径×長さ mm

オートクレーブ
可能（注）tube-26
フローサイ
ト
フローサイトtube-6-1tube-6-2tube-6-3

1.5/2mL×36 1.5/2mL×72 1.5/2mL×80

チューブ種類×本数

スイングロータtube-4

2mlTube

ー

ー

ー

ー

ー

＊5

ー

ー

ー

アダプタなしで
使用可

ー

ー

ー

ー

055-1210̲n￥26,400￥26,400
055-1620

055-0760

コードNo.

055-1200055-1170055-1170￥26,400￥26,400
055-1180055-0780

055-0800

055-0780＊13ーオートクレーブ
可能（注）Max 4,000rpm
Max 3,080×g

バケットとシーリング
キャップは標準付属です。

ー

ー

ー

ー
055-0750

055-0760￥40,800

055-0760￥50,400＊1 セキスイ社製インセパックⅡ、テルモ社製ベノジェクトⅡ、ニプロ社製ネオチューブ、ベクトン・
ディッキンソン社製バキュテイナ各種5〜7mLの細い採血管が使用できます。
フローサイト用チ
ューブも使用できます。
＊2 このチューブは、ベクトン・ディッキンソン社製バキュテイナ8mL CPT単核球分離用採血管（公称φ16×125）です。
＊3 セキスイ社製インセパックⅡ、テルモ社製ベノジェクトⅡ、ニプロ社製ネオチューブ、ベクトン・
ディッキンソン社製バキュテイナ各種5〜10mLの細い・太い採血管が使用できます。
フローサ
イト用チューブも使用できます。

9ーー
055-1180￥46,200＊4 コードNo.053-5840バケットを使用する際は、同じロータでコードNo.053-5820バケットを使用することはできません。
コードNo.053-5840バケットは、ガラス製スピッツ管（先細管）は使用できません。
＊5 ファルコンのコニカル管175mL（カタログNo.352076）が、クッション（カタログNo.352090）を使うことで遠心できます。
＊6 ヌンクのコニカル管200mL（カタログNo.376813）がクッション（カタログNo.377585）を使うことで遠心できます。
ファルコンのコニカル管225mL（カタログNo.352075）が、クッション（カタロ
グNo.352090）を使うことで遠心できます。

＊5
＊6
＊7

ー
055-0780￥19,300ー

アダプタなしで
使用可

ー

ー

ー

055-0780

055-0800￥19,300￥43,000＊7 200/225mLコニカル管を遠心するときは、シーリングキャップが使用できません。
＊8 ナルジーン、ヘロラボ、
コーニング平底250mLボトルが使用できます。
＊9 500mLボトル（コードNo.K15501C/ポリプロピレン）が使用できます。
＊10 SF-724、SF-2504S、SF-5004に使用するMiXセットはM500TRで使用できます。
6200では使用できません。
＊11 このチューブラック（055-1600）は、コードNo.055-4780×2個、No.055-6070×2個のセット販売です。
＊12 このチューブラック（055-1610）は、コードNo.055-1160×2個、No.055-1170×2個のセット販売です。
＊13 このチューブラック（055-1620）は、コードNo.055-0750×2個、No.055-0760×2個のセット販売です。

＊14 055-4780(15mLコニカル管)、055-6070(50mLコニカル管)は、1.5/2mLチューブが使用できるチューブ穴が2個あいております。最大8本の1.5/2mLチューブを055-4780は1,860×g、055-6070は1,900×gで遠心できます。

10