マイクロ冷却遠心機

販売名

マイクロ冷却遠心機

販売名

スイングロータ

スイングロータ

最大容量50mL×4（SF-242）

最大容量2mL×24（MF-2236A）

最高回転数

15,000rpm（MF-2236A）

最高回転数15,000rpm（MF-2236A）

最大遠心力18,360×g（MF-2236A）

最大遠心力18,360×g（MF-2236A）

アングルロータ

アングルロータ

最大容量38mL×6（AF-3806A）

最大容量38mL×6（AF-3806A）

最高回転数

15,000rpm（MF-2236A、AF-2018/2724A/2236/512/3806A/5004CH/5004RA）

最高回転数

15,000rpm（MF-2236A、AF-2018/2724A/2236/512/3806A/5004CH/5004RA）

最大遠心力22,140×g（AF-5004CH）

最大遠心力22,140×g（AF-5004CH）

寸法

37(W)×50(D)×79(H)cm
ドア開放時119cm＊

寸法

37(W)×50(D)×79(H)cm
ドア開放時119cm＊

重さ81kg

重さ80kg

消費電力

830W、3.0MJ/h（省電力モード約17W）

消費電力

電源条件

100V・50/60Hz・15A、
コード長2m

電源条件

100V・50/60Hz・15A、
コード長2m

定格電圧、定格電流

100V、11A

定格電圧、定格電流

100V、9.3A

発熱量

使用環境

温度

10 〜 40℃

湿度80%以下(31℃以下)、50%以下(32 〜 40℃)

高度2,000m以下

速度設定範囲遠心力設定範囲

720W、2.6MJ/h（省電力モード：通常仕様約17W、ノンフロン仕様約44W）

使用環境

適合規格

IEC61010-2-020

適合規格

発熱量

200 〜 15,000rpm

10 〜 22,140×g

2,000m以下

マイクロ冷却遠心機

10または100rpmステップ

秒：1、10秒ステップ
タイマ設定範囲

80%以下(31℃以下)、50%以下(32 〜 40℃)

高度200 〜 15,000rpm

遠心力設定範囲

10×gステップ10 〜 40℃

湿度IEC61010-2-020

速度設定範囲10または100rpmステップ

温度10 〜 22,140×g
10×gステップ
秒：1、10秒ステップ

分：1、10分ステップ

タイマ設定範囲

Hold

分：1、10分ステップ
Hold

温度設定範囲-20 〜 40℃
-20 〜 40℃

冷媒

R134a
充填量245g（通常仕様）
R1234yf 充填量240g（ノンフロン仕様）

テンプリミット（異常温度検知）、プレクーリング（予備冷却）
フラッシング運転、遅延運転機能

テンプリミット（異常温度検知）、プレクーリング（予備冷却）、フラッシング運転、遅延運転

プログラムメモリ

5個

プログラムメモリ5個

加減速可変

3段階切り替え、自然減速

加減速可変

3段階切り替え、自然減速

価格（本体/税別）

850,000円

価格（本体/税別）

760,000円（通常仕様）
892,000円（ノンフロン仕様）

温度設定範囲-20 〜 40℃

冷媒

R134a

機能

R134a

充填量200/150g

R134a（通常仕様）
R1234yf（ノンフロン仕様）＊ドア開放時の高さにアジャスタは含まれておりません。

This model is designed exclusively for Japan.
日本国内専用機

使用上のお願い

この製品は日本国内100V専用です。また日本国内での使用を意図した安全規格に基づいて設計・試験・製造しているため、日本国外でのご使用は、重大な事故の危険や障害の原因となります。
「日本国内専用機」を、日本国外へ持ち出ししないよう、お願いいたします。
また、日本国外での「日本国内専用機」に対するサービス（修理、点検、消耗品の供給など）の提供につきましても、対応いたしかねます。
このカタログに掲載されている製品は専門知識をもっている方々を対象としており、これらの方々がその目的により相当の注意のもとに使用されるためのものです。必要な専門知識を有しない方には適切な使用ができない場合があり、危険が伴うことがあります。このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。
● ロータ、バケットに傷や、腐食がある。

禁止

右記のような場合は、使用を直ちに中止してください。

● ロータの交換時期（耐用年数、耐用回数）を超えたとき。
● コゲくさい臭いや異常に熱くなる。

事故防止のため、電源スイッチを切り、電源から電源お願い● 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
● その他の異常・故障がある。

プラグ ／ 接 続 端 子をとりは ずし、「 使 用 禁 止」の 貼 紙をして、お近くの弊社に必ずご相談ください。

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
安全に関するご注意●「取扱説明書」を紛失しないでください。いつでも読める場所に保管してください。
● 安全にご使用いただくために、耐用回数・耐用年数に達したロータは交換をお願いしています。
どうかご理解とご協力をお願いいたします。

・補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。ただし、入手不可能な補給/補修部品は除きます。
・価格、仕様、外観などは、お断り無く変更することがありますのでご了承ください。
・表示価格は、2023年4月現在の価格（税別）です。

久保田商事株式会社
www.kubotacorp.co.jp

E-mail : sales@kubotacorp.co.jp

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-9 ☎（03）3815-1331
札 幌 営 業 所 ☎（011）751-2175
仙 台 営 業 所 ☎（022）287-2181
つくば 営 業 所 ☎（029）856-3211

名古屋営業所 ☎（0561)64-2351
大 阪 営 業 所 ☎（06）6762-8471
広 島 営 業 所 ☎（082）871-7811

製造販売元
福 岡 営 業 所 ☎（092）621-1161

許可番号 10B3X00003
株式会社 久保田製作所
東京都豊島区東池袋3-23-23

A4/Printed in Japanマイクロチューブからコニカル管までを高速遠心
ライフサイエンス研究のスタンダードモデル

地球環境に優しい遠心機
ノンフロンモデル（Model 3700のみ）
フロン排出抑制法の対象外です。
冷凍機を搭載している機器は、フロン排出抑制法で3カ月ごとに冷凍機の簡易点検を実施し、点検記録を残す必要があります。

1.5/2mLから50mLコニカル管、スイング・プレート用ロータまで遠心できるマルチモデル■ ノンフロン遠心機は、3カ月ごとの遠心機の冷凍機簡易点検が不要で、管理者の作業負担を軽減します。

■ R1234yfは廃棄時に発生する冷媒回収業者への依頼、廃棄証明書の発マイクロ冷却遠心機

行・管理が不要です。
そのため、従来の冷媒と比べ経済的です。

最高回転数………15,000rpm
最大遠心力………22,140 g
ロータ使用数……15種

Fガスとはフッ素系温室効果ガス（ﬂuorinated greenhouse gas）を意味しており、KUBOTAノンフロンモデルは、これらFガスを使用しておりません。
EUでは環境の保護を目的として、Fガスの排出量削減を目的としたFガス規制（EU規制 No.517/2014）が定

1.5/2mLから50mLコニカル管までを遠心ベーシックなスタンダードモデル

められております。

最高回転数………15,000rpm
最大遠心力………22,140 g
ロータ使用数……12種3700の外観は3740とほぼ同じです。

R1234yf ＊2R134a

地球温暖化係数(GWP）＊11未満

1,300

オゾン層破壊係数（ODP）

00＊1 IPCC 第5次評価報告書（AR5）より＊2 自動車のカーエアコンや自動販売機などにも使用されています。

マイクロ冷却遠心機

ロータの耐用回数・耐用年数
気配り設計の便利な機能■ 遠心機の回転体であるロータやバケットは、ステンレスやアルミといった金属材料で作られています。

■ メモリフラッシング機能でスピンダウンが簡単■ 金属の板を何回か曲げたり伸ばしたりすると、ポキッと折れてしまいます。
これがいわゆる金属疲労です。

スピンダウン運転した1秒から90秒の時間を自動的にメモリします。
次回はキーを押すだけでメモリされた時間、スピンダウンします。

■ プレクーリング機能で、ロータの予備冷却が簡単■ GMP対応のタコメータポート付き。ロータの実回転数のチェックが簡単。

■ 安全にご使用いただくために、耐用回数・耐用年数に達したロータは交換をお願いしています。
どうかご理解とご協力をお願いいたします。

安全に対する取り組み■ 安全性を考え、国際安全規格 IEC 61010-2-020に準拠しています。

■ 開発段階でプロトタイプを作り、実際の使用条件にあわせて耐久テストを実施しています。

■ 安全性を高める各種検知センサ付。異常時には停止します。

サンプル温度は4℃を維持
ロータは、ドライブシャフトにセットするだけです。
ロータの交換が簡単にできます。

数に到達すると金属疲労によって破断してしまいます。

安全性を追求■ ロータ自動判別機能付

ロータはワンタッチセット方式。

■ ロータやバケットは高速で回転するために、この「曲げたり伸ばしたり」を繰り返しており、ある一定回室温25℃にて。詳しくはロータ表をご覧ください。

「省電力モード」を設定できます
10分間使用しないと自動的に冷凍機を停止させ、表示をOFFにします。

耐久テストをクリアしたものだけが次のステップに進めます。
■ 耐久テスト後、さらにプロトタイプを作り、実際のユーザ様の現場でフィールドテストを実施しています。終了後にユーザ様からフィードバックをいただき、商品に反映させています。
■ 出荷前の検査は熟練の技術者が行っています。実際に遠心して音や振動を人間が感じるなど、一台一台丁寧に検査しています。

このときの消費電力は僅か約17Wです。

12

ロータスペック
アングルロータ

ロータ価格

サンプル温度を4℃以下で遠心できる回転数と遠心力です。

チューブ形状チューブ種類本数

チューブ寸法直径×長さmm

最高回転数rpm

最大遠心力×g

アダプタ
コードNo.

1.5 / 2mLマイクロチューブ

18

9.5〜11×36〜42

15,00020,630−サンプル温度を4℃以下で遠心できる回転数と遠心力です。

アングルロータ

ロータ価格

チューブ形状AF-3806A

AF-2018＊1
tube追加

¥94,500

1.5mlTube

tube-4

2mlTubeAF-2724A
tube追加

¥155,000

1.5mlTube

tube-4

2mlTubeAF-2730
tube追加¥243,600

1.5mlTube

tube-42mlTube

0.5mLマイクロチューブ

18７〜7.9×25〜34

15,00018,110055-7590（¥2,900・2個セット）

1.5 / 2mLマイクロチューブ

249.5〜11×36〜42

15,00020,630−0.5mLマイクロチューブ

12７〜7.9×25〜34

15,00016,850−0.2mL PCRチューブ

125.9〜6.3×20〜24

15,00014,840−1.5 / 2mLマイクロチューブ

30

9.5〜11×36〜42

14,00020,820−0.5mLマイクロチューブ

14７〜7.9×25〜34

14,00017,530−0.2mL PCRチューブ

145.9〜6.3×20〜24

14,00016,430−1.5 / 2mLマイクロチューブ

369.5〜11×36〜42

15,00021,880−19,620055-7590（¥2,900・2個セット）

0.5mLマイクロチューブ

AF-2236
tube追加¥207,900

1.5mlTube

tube-42mlTube

36７〜7.9×25〜34

15,0000.2mL PCRチューブ

125.9〜6.3×20〜24

15,00015,340−1.5 / 2mLマイクロチューブ

489.5〜11×36〜42

12,000(3740のみ)

15,780(3740のみ)−

14,330(3740のみ)

055-7590（¥2,900・2個セット）

チューブ種類本数

チューブ寸法直径×長さmm

最高回転数rpm

最大遠心力×g

アダプタ
コードNo.

38mLチューブ

625〜25.6×87〜103

15,00021,880−50mLチューブ

428.5〜29×102〜115

15,00021,880−12mLチューブ

415.8〜16.4×103〜110

15,00020,630055-7410(¥11,500・2個セット)

10mLチューブ

416〜16.3×79〜92

15,00020,630055-4280(¥44,100・2個セット)

50mLコニカル管＊3430×117

15,00022,140−15mLコニカル管

417×12115,000

21,130055-1250（¥33,600・4個セット)

50mLコニカル管＊3430×117

12,00014,970−15mLコニカル管

417×121

12,00014,490055-1250（¥33,600・4個セット）
055-1280（¥11,100・2個セット）

50mLコニカル管＊3430×117

12,00014,170−15mLコニカル管

417×121

12,00013,520055-1250（¥33,600・4個セット）
055-1280（¥11,100・2個セット）

50mLコニカル管＊3830×117−−−15mLコニカル管

817×121−−055-1250（¥33,600・4個セット）
055-1280（¥11,100・2個セット）¥246,700

AF-5004RA¥253,000

AF-5004CH¥279,000

tube-10 tube-1115mlコニカル管
50mlコニカル管

AF-5004CS¥385,300

tube-10 tube-1115mlコニカル管
50mlコニカル管

AF-5004CA

AF-2048A＊1tube追加¥240,000

1.5mlTube

tube-42mlTube

0.5mLマイクロチューブ

5mLマイクロチューブ＊4AF-512

48

12７〜7.9×25〜34

15×59

12,000(3740のみ)

15,00020,880−¥254,100

AF-5008C

tube-4¥105,000

2mlTube¥378,000●0.5mLマイクロ14mLチューブ

AF-1408A

817×75〜100

12,00014,330−tube-10 tube-11

15mlコニカル管
50mlコニカル管

チューブ用アダプタ

コードNo.055-7590
価格 ¥2,900（2個セット）

tube-10 tube-11

15mlコニカル管
50mlコニカル管●12mLチューブ用

アダプタ

コードNo.055-7410
価格 ¥11,500（2個セット）¥262,500●高速アングルロータ用

シーリングアダプタ●15mLコニカル管用

コードNo.055-4280
10mLオークリッジ型チューブ用
価格 ¥44,100（2個セット）

遠心機に使用するチューブの耐遠心力は、事前にチューブメーカにご確認ください。
ロータには耐用回数・耐用年数があります。詳しくはお問い合わせください。
（注）
オートクレーブ可能な温度、時間、回数には制限があります。詳しくはお問い合わせください。
＊1 2mL用チューブ穴にコードNo.055-0500アダプタを使用すると0.2mL PCRチューブが使えます。
＊2 1.5mLチューブを16,000rpmを越えて使用するときは、
コードNo.055-6020アダプタ（オプション）の使用をおすすめします。
＊3 キャップ直径36mmまでの、イワキ、グライナー、コーニング、ザルスタッド、スミロン、ビオラモ、ファルコン、フィッシャー、ラブコン、ヌンク社製が使えます。
＊4 バイオビック5mLサンプリングチューブ、ワトソン5mLメガチューブが使えます。

34アダプタ

コードNo.055-1250
価格 ¥33,600（4個セット）●15mLコニカル管用アダプタ

コードNo.055-1280
価格¥11,100（2個セット）

ロータスペック

Model 3740用スイングロータ

バケット
コードNo.

マルチロータ

チューブ形状チューブ種類本数

チューブ寸法直径×長さmm

最高回転数rpm

最大遠心力×g

アダプタ
コードNo.

＊1＊2

チューブ形状053-5860

1.5 / 2mLマイクロチューブ

tube追加1.5mlTube¥108,100tube追加¥333,900

1.5mlTube¥67,200

tube追加1.5mlTube¥89,200

18,36015,090055-7590（¥2,900・2個セット）

0.2mL PCRチューブ

245.9〜6.3×20〜24

15,00011,820055-0500（¥2,900・2個セット）

スイングロータ
SF-242 ¥90,000

249.5〜11×36〜42

15,00018,870−0.5mLマイクロチューブ

24７〜7.9×25〜34

15,000

16,100055-7590（¥2,900・2個セット）

0.2mL PCRチューブ

245.9〜6.3×20〜2415,000

13,330055-0500（¥2,900・2個セット）

1.5 / 2mLマイクロチューブ

129.5〜11×36〜42

15,00015,600tube-40.5mLマイクロチューブ

12７〜7.9×25〜34

15,00013,3300.2mL PCRチューブ

125.9〜6.3×20〜24

15,00011,3200.2mL PCR 8連

85.9〜6.3×20〜24

15,00017,860tube-4

2mlTubetube-4

1.5mlTube

15,0001.5 / 2mLマイクロチューブ

tube-26
フローフローサイト

tube追加−７〜7.9×25〜342mlTube●0.5mLマイクロチューブ用

15,00024tube-4053-0060

9.5〜11×36〜420.5mLマイクロチューブ

2mlTube053-2000

MF-2236A

24−

チューブ種類×本数

1.5/2mL×24

チューブ寸法 直径×長さ mm

7~10mL長い採血管/
15mLガラス管×4

9.5~11×36~42

12~17×65~107

最高回転数 rpm

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

最大遠心力 ×g

2,410

2,410

2,540

2,520

2,500

053-4800

053-4930¥37,800¥38,600

コードNo.

12~17.2×86~110＊3053-6010＊3¥17,300

12~17.8×87~110053-6020 ＊3053-4990¥18,600¥24,700

コードNo.

−

055-7400 ＊4ーーーー¥6,700（4個セット）

コードNo.055-0500
価格 ¥2,900（2個セット）

チューブ形状Model 3740用プレート用ロータ

バイオハザード対策用
シーリングタイプ
tube-21

tube-1050ml

プレート形状

プレート種類＊6本数

プレート寸法mm

最高回転数rpm

最大遠心力×g

アダプタ
コードNo.
スイングロータ

PCRプレート

2SF-242 ¥90,000

PF-2067~10mL長い採血管/15mLガラス管×8

アダプタ

コードNo.055-7590
価格 ¥2,900（2個セット）

ロータ価格

7~10mL長い採血管/
15mLガラス管×4●0.2mL PCRチューブ用

アダプタ

プレート用ロータ

tube-20

tube-8-1
tube-8-2
tube-7-1
tube-7-3
tube-7-2

tube-8-315ml
10ml採血管
10ml採血管
7ml採血管7ml採血管7ml採血管
10ml採血管tube-8-3
10ml採血管
10ml採血管 15ml
7ml採血管7ml採血管7ml採血管
10ml採血管5~10mL採血管/
15mLガラス管×16Max. 4,000rpm
Max. 2,610×g

055-7590（¥2,900・2個セット）
055-0500（¥2,900・2個セット）

サイト
tube-8-1
tube-8-2 tube-20

tube-6-2tube-6-3
tube-6-1

tube-7-1
tube-7-3
tube-7-2
5ml採血管5ml採血管5ml採血管

2mlTubetube-15マイクロプレート

6ディープウェルプレート

286（W）×128（D）×52（H）

4,000

tube-10 tube-11

15mlコニカル管

tube-10 tube-11

15mlコニカル管
50mlコニカル管

15mlコニカル管
50mlコニカル管

チューブ種類×本数

50mLガラス管×415mLコニカル管
×815mLコニカル管
×450mLコニカル管
×415mLコニカル管
×450mLコニカル管
×4

チューブ寸法 直径×長さ mm

27~37×95~11017×121

17×12130×11717×12130×117

最高回転数 rpm

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

最大遠心力 ×g

2,540

2,580

2,590

2,610

2,590

2,610053-4990

053-1580

コードNo.

053-5010

053-0040＊5（特許）

1,790

マイクロプレート¥270,000

tube-16

シールド
バケット

ディープウェルプレート¥24,700

Max. 4,000rpm
Max. 2,610×g¥18,200¥42,600

コードNo.

¥114,000055-1280055-1280

ーーー¥11,100（2個セット）ー¥11,100（2個セット）ロータには耐用回数・耐用年数があります。詳しくはお問い合わせください。
（注）
オートクレーブ可能な温度、時間、回数には制限があります。詳しくはお問い合わせください。
＊1＊2＊3＊4＊5＊65

キャップ径18mm以下、キャップ下長さ61mm以上の採血管が使用できます。セキスイ社製インセパックⅡ、テルモ社製ベノジェクトⅡ、ニプロ社製ネオチューブ、べクトン・ディッキンソン社製バキュテイナ各種5 〜 10mLの太細/長短の採血管が使用できます。
フローサイト用チューブも使用できます。
キャップ径18㎜以下、キャップ下長さ85mm以上の採血管が使用できます。
セキスイ社製インセパックⅡ、テルモ社製ベノジェクトⅡ、ニプロ社製ネオチューブ、べクトン・ディッキンソン社製バキュテイナ各種7 〜 10mLの太細/長の採血管が使用できます。
底ゴム(コードNo.024-0159)が装着した状態で出荷されます。
底ゴム(コードNo.024-0159/¥1,700・10個セット)が必要です。
シーリングキャップ付バケットです。シーリングキャップとOリング（シリコン製）が付属しています。オートクレーブ（121℃）が可能です。
遠心前にプレート類の強度をテストしてからご使用ください。下段のプレートがつぶれることがあります。

6