大 阪 営 業 所 〒562-0041

ユーザーズマニュアル

I-V400w・I-V500w
日本総代理店
本社 〒338-0001

埼玉県さいたま市中央区上落合 3-4-15
TEL:048-857-3541
FAX:048-857-3530
大阪府箕面市桜 5 丁目 20-22 コスモス 102 号
TEL:0727-24-3777
FAX:0727-24-6685

https://www.excelinc.co.jp
product@excelinc.co.jp

I-V400w_I-V500w

目次
１. 安全にご使用いただくために ............................................................................................................. 3
１.１ 出荷確認 .................................................................................................................................... 4
１.２ 電池残量インジケーター ............................................................................................................ 4
１.３ 保管 ........................................................................................................................................... 4
１.４ 過電圧カテゴリーの分類の定義 ................................................................................................ 5
２. 概要 ................................................................................................................................................... 6
３. 各部の名称とその機能 ...................................................................................................................... 7
３.１ 操作キー .................................................................................................................................... 8
３.２ 初期画面 ................................................................................................................................... 8
４. 初期設定 ............................................................................................................................................ 9
４.１ [ General ] - 測定器の設定 ....................................................................................................... 9
４.２ [ Meas. Unit ] - 測定パラメーター単位の設定 .......................................................................... 9
４.３ [ Date and Time ] - 日付けの設定 .......................................................................................... 10
５. I-V カーブ測定前準備 ...................................................................................................................... 11
５.１ リモートユニットの設定 ............................................................................................................ 11
５.２ 日射センサーの下限測定範囲の設定 ...................................................................................... 12
５.３ モジュールデーターベース ...................................................................................................... 13
５.３.１ モジュールパラメーターの登録 ......................................................................................... 14
５.３.２ モジュールパラメーターの修正 ........................................................................................ 15
５.３.３ モジュールパラメーターの削除 ........................................................................................ 15
６. I-V カーブ測定 .................................................................................................................................. 16
６.１ 表示パラメーターの説明 ......................................................................................................... 16
６.２ 前準備..................................................................................................................................... 17
６.２.１ リモートユニットを使用しない場合 ................................................................................... 18
６.２.２ リモートユニットを使用する場合 ...................................................................................... 20
６.３ 測定 ........................................................................................................................................ 22
６.３.１ 判定基準 .......................................................................................................................... 25
６.３.２ 測定終了 .......................................................................................................................... 25
７. 保存データーの管理 ........................................................................................................................ 26
７.１ データーの閲覧 ....................................................................................................................... 26
７.２ 表示例..................................................................................................................................... 27
７.３ データーの削除 ....................................................................................................................... 28
８. クイックチェック機能（IVCK） ............................................................................................................ 29
８.１ パラメーターの設定 ................................................................................................................. 30
８.２ 前準備..................................................................................................................................... 31
８.２.１ 日射センサーを使用しない場合 ........................................................................................ 31
８.２.２ 日射センサーを使用する場合 ........................................................................................... 32
８.２.３ IVCK モードの確認 .......................................................................................................... 33
８.３ 測定 ........................................................................................................................................ 34
９. メッセージ一覧 ................................................................................................................................ 35
１０. エラーメッセージと対処方法 ......................................................................................................... 36
１１. 測定器とパソコンの接続 ................................................................................................................ 37
１２. メンテナンス .................................................................................................................................. 38
１２.１ 電池の交換 ........................................................................................................................... 38
１２.２ クリーニング ......................................................................................................................... 38
１２.３ 廃棄処理方法 ....................................................................................................................... 38
１３. 仕様 ............................................................................................................................................... 39
１３.１ Ｉ-Ｖカーブ測定（IVCK 含む） .................................................................................................. 39
１３.２ 安全性 .................................................................................................................................. 40
１３.３ その他 .................................................................................................................................. 41
１４. 付属 ............................................................................................................................................... 42１４.１ MPPT（Maximum Power Point Tracker）について ................................................................ 42
１４.２ I-V カーブの説明 .................................................................................................................. 42
Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

1

I-V400w_I-V500w
１５. サービス ........................................................................................................................................ 43
１５.１ 保証 ...................................................................................................................................... 43
１５.２ 修理 ...................................................................................................................................... 43
１５.３ 校正 ...................................................................................................................................... 43
１５.４ 連絡先 .................................................................................................................................. 43

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

2

I-V400w_I-V500w

１.安全にご使用いただくために本測定器は国際電気標準規格 IEC/EN61010-1 に準拠し設計されています。ご使用の際は下記の注意事
項を必ず守ってください。
•
•
•
•
•

高温多湿の場所やほこりの多い場所で、使用しないでください。
可燃性のガスや、爆発の恐れがある物がある場所で使用しないでください。
接続する端子等に、電力が生じないようにしてください。
いかなる場合も、回路等には触れないでください。
本体や基板の変形・異音・異臭・測定の中止・エラー表示・表示が消えたなど、異常がある時は使用を中止して当社に連絡をしてください。
• 付属品は必ず HT 社の純正品をご使用ください。
以下の注意事項や動作内容をよく読んで内容に従ってください。
このマニュアルでは下記のシンボルマークが使用されています。
警告：
このマニュアルに記載されている指示にしたがってください。不適切な使用は、本測定器の故障の原因となるばかりでなく、使用している方に危険を及ぼす可能性があります。
高電圧：感電をする恐れがあります。

2 重絶縁

直流電圧または電流

交流電圧または電流

接地

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

3

I-V400w_I-V500w
CAUTION••

下記の注意事項や操作手順を厳守しないと、装置の破損や作業者に危険がおよびます。
測定は絶縁対策を確実に行い、作業者の安全を確保してください。

CAUTION•

ストリング及びモジュールに昇圧装置等の回路が取り付けられている場合は、測定はできません。測定器または、昇圧装置が破損する可能性があります• 測定器は、13.仕様に記載がある環境で動作するように設計されています。それ以外の環境での使用、保管は故障の原因になります。
• 測定器は過電圧カテゴリーCAT II (直流 1000V) または CAT III 300V（ to GND ）の電圧と電流の測定ができます。13.仕様で記載されている範囲外での使用はしないでください。
• 測定器の付属品は、安全基準への準拠を保証しています。別途、必要な場合には販売代理店または弊社にご相談ください。
• 測定ケーブルを被測定回路に接続する前に、測定する項目が正しく選択されていることを確認してください。
• 作業を行う時は、ガイドライン等で事前に確認内容を把握し、必ず絶縁対策をして測定作業をおこなってください。

１.１出荷確認
本測定器は、メーカーで十分な検査を実施して出荷しておりますが、ご購入後先ず付属品で記載されている付属品のご確認と、また測定器の動作確認を推奨します。部品の欠品や不具合が認められた場合は、お買い上げになった代理店もしくは当社にご連絡ください。

１.２電池残量インジケーター
本測定器の電源は電池（アルカリ単三電池 X6 本）です。インジケーターの状態は電池がある状態を示しています。５つのバーで示しており消耗の状態でバーの数が除々に少なくなりは電池が無い状態です。測定を中断し電池を交換してください。なお、電池を外しても保存されているデーターは消えることはありません。

１.３保管
長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。また、13.仕様で示された環境で保管してください。
正常な動作を保証するために、通常の使用環境に対し、極端に違う環境下で長期間保管した場合は、結露など防止するため使用する環境に戻るまで、使用はお控えください。

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

4

I-V400w_I-V500w

１.４過電圧カテゴリーの分類の定義
国際電気標準 EN61010-1(電子計測器に関する安全規格)は、電子計測器のカテゴリーを規定しています。
（通常 過電圧カテゴリーと呼ばれています。）同規格の 6.7.4 節に示された定義を記載します。
以下の測定カテゴリーで分けられます。
•
•

•

•

測定カテゴリーIV
建造物への引き込み電路、引き込み口から電力メーター及び分電盤の電路測定カテゴリーIII
電盤から電力を直接取り込む機器（固定設備）の電源配線と、電源回路及び分電盤からコンセン
トの裏側の配線端子までの配電路測定カテゴリーII
低圧配線で構成された電気器具などのコンセントに接続する電源プラグから、機器の電源回路まで測定カテゴリーⅠ
電力に直接、接続されていない回路

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

5

I-V400w_I-V500w

２.概要
本測定器は、モジュール(パネル)またはストリングの I‐V カーブの測定が可能です。また、測定した結果をSTC 演算しモジュールの定格と直接、性能を比較する機能を備えています。
測定器は、以下の機能があります。
I-V カーブ測定•
I-V400w は PV (太陽光パネル)のモジュール/ストリングは、1000V/15A まで測定•
I-V500w は PV (太陽光パネル)のモジュール/ストリングは、1000V/15A、1500V/10Ａまで測定•
日射センサーによる日射量の測定•
太陽光パネルのモジュールまたはストリングスの最大出力電力を測定•
4-ワイヤー方式による I‐V カーブ測定を数字とグラフで結果表示•
測定結果を STC 換算して合否判定•
30 種類のモジュールのデーターベースを登録•
内部メモリーへ測定結果を保存•
オプティカル USB インターフェイスでパソコンと接続•
ＡｕｔｏStart 機能により電圧を検知して自動測定開始
IV クイックチェック（IV Fast Check：IVCK）•
保守点検ガイドラインで推奨されているモジュールとストリングの電圧と電流の簡易チェック機能•測定結果を相対比較またはモジュールの定格値と絶対値比較し即座に評価

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

6

I-V400w_I-V500w

３.各部の名称とその機能
①
①

接続端子
詳細は図「上面部の接続端子」を参照②

ディスプレイ③

光 / USB ケーブル接続端子
詳細は図「側面部の接続端子」
を参照④

矢印 / ENTER キー④⑤

GO/STOP キー

⑨

⑤

⑥

SAVE キー⑧⑥⑦

ON / OFF キー⑧

HELP / キ⑨

ESC / MENU キー⑩

日射センサーの接続端子⑪

温度センサー接続端子⑫C1：電流入力端子/
C2：電圧測定端子⑬

P1：電圧入力端子
P2：AC 電圧入力端子⑭

光 / USB ケーブル接続端子
パソコンと接続時はのぞかない。

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

7

②
③

⑦
ー

図：フロントパネル
⑩

⑪

⑫

⑬

図：上面部の接続端子⑭

図：側面部の接続端子

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w

３.１操作キー

矢印 / ENTER キー▲・▼・・でカーソルを移動して、目的のメニュー
やパラメーターを選択します。
ENTER で、変更と選択したメニューとパラメーター
を確定します。

GO / STOP キー

測定を開始または中止します。

SAVE キー

設定変更とデーター保存します。

ON / OFF キー

電源の入切。
電源を切る時は、ビープ音が 2 回鳴るまで押し続けてください。

HELP / キ

ESC / MENU キー

ーディスプレイのバックライトをオンにします。
長押しで機器と試験中のシステム接続図を表示します。

前の画面に戻ります。

３.２初期画面
測定器の電源投入時にディスプレイに数秒間、測定器の情報を表示します。
I-V500w
HT
RF
S/N
Ver
Calibration Data

測定器名
メーカー名
リモートユニット使用の不可
製造番号
ファームウェアのバージョン
校正実施日

初期画面
MENU/ESC キーを押すと前の画面に戻り、メインメニューの画面になりま
す。
I-V
SET
DB
MEM
PC

モジュールとストリングの測定
言語・リモートユニット・時間などの設定
モジュールのデーターを保存
測定データーを保存
パソコンと接続時に設定

メインメニューの画面

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

8

I-V400w_I-V500w

４.初期設定購入後、最初に各種の設定を行う必要があります。

４.１[ General ] - 測定器の設定
メインメニューから矢印キー(▲,▼)で[ SET ]→[ General ]にカーソルを移動して ENTER キーを押すと、設定項目が表示します。

SET[General 選択時]の画面
Language
AUTOPOWERＯＦＦ
Contrast
Key beep
WiFi

①
②

言語の設定
5 分間無動作時に電源を切る
明るさの設定キー操作時の音の有無の設定○! 常に[ NO ]に設定にしてください。電波を発信すると電波法違反になります。

General の画面
矢印キー(▲,▼)で設定項目を選択し、矢印キー(,)で設定を変更します。
SAVE キーで[ Data saved ]とメッセージが表示して設定します。ESC/MENU キーで前画面に戻ります。

４.２[ Meas. Unit ] - 測定パラメーター単位の設定
温度係数のパラメーターの単位を設定します。
①

メインメニューから矢印キー(▲,▼)で[ SET ]→[ Meas. Unit ]に移動して ENTER キーを押します。

SET[Meas. Unit 選択時]の画面②

カーソルを[ Parameter ]に移動し ENTER キーを押します。
alfa

短絡電流の温度係数[ % / ℃ ]または[ mA / ℃ ]を選択

beta

開放電圧の温度係数[ % / ℃ ]または[ V / ℃ ]を選択

gamma

電力の温度係数[ % / ℃ ]または[ W / ℃ ]を選択

tolerance

STC 換算された測定値（Pmax）のしきい値[ % ]または[ W ]を選択
推奨±10%

Meas. Unit の画面③

矢印キー(,)で設定してください。

④

SAVE キーで[ Data saved ]とメッセージが表示して設定します。ESC/MENU キーで前画面に戻ります。

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

9

I-V400w_I-V500w

４.３[ Date and Time ] - 日付けの設定①

メインメニューから矢印キー(▲,▼)で[ SET ]→[ Date and Time ]に移動して ENTER キーを押します。

SET[Date and Time 選択時]の画面②

日付けと時間を設定する画面が表示します。矢印キー(,)で設定してください。
Year

西暦年

Month

月

day

日

Hours

時

Minutes

分

Format

EU：24 時間表示
US：12 時間表示

SET[Date and Time]の画面③④

SAVE キーを押して[ Data saved ]とメッセージが表示されると設定が保存されます。
ESC / MENU キーを押すと、設定は保存せずに前画面に戻ります。
時刻の補正機能はないので、必要に応じて補正してください。

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

10

I-V400w_I-V500w

５.I-V カーブ測定前準備
測定現場に行く前に、単線結線図やモジュールの仕様書等で、測定に必要な数値（モジュールデーターベ
ース・ストリングの枚数・日射センサーの数値）をあらかじめ入力し設定をしておくと、スムーズに測定作業に入れます。

５.１リモートユニットの設定
リモートユニットはオプションです。
リモートユニットを使用しない場合は、測定するモジュ-ルの種類により、
日射センサーの背面ラベルに 明記されて いる、セルの種類 を単結晶
（MONO）・多結晶(MULTI)を選択します。

Serial Number: XXXXXXXX
Sensitivity MONO*:25.93mV/kW/m2
Alpha MONO*: 0.05 %/℃

単結晶（MONO）：単結晶・HIT の時
多結晶（MULTI）：多結晶・CIS・CIGS など上記以外の時

Sensitivity MULTI *: 25.93 mV/kW/m2
Alpha MULTI *: 0.05 %/℃*at STC (1000 W/m2 , 25℃ , AM 1.5)

日射センサーの背面ラベル①

メインメニューから矢印キー(▲,▼)で[ SET ]→[ Remote unit /Solarim. ]にカーソルを移動して、ENTER キーを押します。

SET[Remote unit / Solarim.選択時]の画面②

矢印キー(,)で設定してください。

Remote U I-V

リモートユニットの使用有無
YES：リモートユニトを使用する
リモートユニトの単位発電量を呼び出して設定
リモートユニトの設定方法を参照
NO ： 日 射 セ ン サ ー HT304N の 背 面 ラ ベ ル のSensitivity(単位発電量）と Alpha（温度係数）
を入力
Remote unit / Solarim.の画面③

SAVE キーを押して[ Data saved ]とメッセージが表示して設定を保存し、ESC/MENU キーを押すと、入力した設定は保存しないで前画面に戻ります。

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

11

I-V400w_I-V500w

５.２日射センサーの下限測定範囲の設定①

メインメニューから矢印キー(▲,▼)で[ SET ]→[ Irradiance ]に移動させ、ENTER キーを押します。

SET[Irradiance 選択時]の画面②

最少日射量の設定画面が表示されます。

Min Ir IV

I-V カーブの測定時の設定
選択範囲：0～800 W/m2

Irradiance の画面
日射量が設定値以下の時は、測定ができなかったり STC 換算ができなかったりなど、制限があります。
正確な測定をするために、13.仕様に記載されている条件下で測定してください。また、「IEC/EN60891」・「JISC8914」・「JPEA ガイドライン」では、STC 換算の誤差を少なくするために、Irr > 700W/ｍ2 の条件で測定することを推奨しています。
③

SAVE キーを押して[ Data saved ]とメッセージが表示して保存し、ESC/MENU キーを押すと入力した設定は保存しないで前画面に戻ります。
CAUTION２

下限値を 0W/ｍ に設定すると、日射量に関係無く測定ができますが、下記のエラー表示が出ません。
• 測定器と日射センサーの接続に異常がある時。
• 日射量が測定中に急激に変化した時。
• モジュールデーターベースの開放電圧と、測定した開放電圧の差が大きく相違がある時。

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

12

I-V400w_I-V500w

５.３モジュールデーターベース
測定器のデーターベースに、測定をするモジュールの定格値を入力することが必要です。入力したデータ
ーは測定値と STC 換算した値を比較して、[ OK ]または[ NO-OK ]の判定をするための基準のデーターです。
Degr 以外のパラメーター全て入力しなければ、判定機能は動作しません。
測定器には 30 種類のモジュールデーターを入力することができます。
ソフトウェア Topview には、100 種類のモジュールの定格値が入力されており、ソフトウェアから入力することもできます。詳細は別冊の「Topview 取扱説明書」を参照ください。
名称

日本語名称

Pmax

最大定格出力

Voc

開放電圧

Vmpp

最大出力電圧

Isc

設定範囲

分解能

条件

Pmax − Vmpp  I mpp

 0.0150 ～4800W

1W

15.00 ～99.99V
100.0～320.0V
15.00 ～99.99V
100.0～320.0V

0.01V
0.1V

Voc ≧ Vmpp

0.01V
0.1V

Voc ≧ Vmpp

短絡電流0.5 ～15.00A

0.01A

Isc ≧ Impp

Impp

最大出力電流0.5 ～15.00A

0.01A

Isc ≧Impp

マイナス側の許容誤差

0% ～25.0%

0.1%

Toll -

0 ～99W1

0 ～25%

0.1%

0 ～99W1-0.100～0.100%/℃0.001%/℃-15.00 ～15.00mA/℃

0.01mA/℃-0.99 ～-0.01%/℃

0.01%/℃-0.999～0.001V/℃

0.001V/℃

Toll +

Alpha

Beta

プラス側の許容誤差

Isc の温度係数

Voc の温度係数

Pmax

100*Tol-/Pnom< 25

100*Tol+/Pnom< 25

0.1*Alpha / Isc ≦ 0.1

100*Beta/Voc≦ 0.999

Gamma

Pmax の温度係数-0.99 ～ -0.01%/℃

0.01%/℃

NOCT

公称セル動作温度

0 ～ 100℃

1℃

Tech

測定動作補正STD、CAP、HIT
下記を参照

Rs

内部直列抵抗0.00 ～ 10.00

0.01

Degr

モジュール劣化率

0.0～25.0％/yr

0.1％/ｙｒ

PV モジュールの設定パラメーター○! Alpha・Beta など Alpha 以下の数値が不明な場合は、Help キーを長押しすると、デフォルトの数値が設定されて使用できます。
Tech の設定
STD
CAP
HIT

Excelinc. 202310

HIT モジュール以外の単結晶、多結晶、CIS 等のモジュール
HIT モジュール以外のモジュールで測定中に[ 'Unsteady Current ]が表示される場合
ハイブリットタイプ（HIT モジュール）モジュール

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

13

I-V400w_I-V500w
５.３.１モジュールパラメーターの登録①

メインメニューから矢印キー(▲,▼)でカーソルを[ DB ]に移動しENTER キーを押すと、モジュールのパラメーターの入力画面が表示されます。

MENU[DB 選択時]の画面②[ New ]を選択し ENTER キーを押すとキーボードが表示されるので、モジュール名（型式）を入力します。矢印キー(▲,▼,,)で文字を選択して ENTER キーで決定します。入力が終了したら、SAVE
キーを押します。

DB[Model 選択時]の画面③

モジュールの裏の定格値のラベル、または仕様書に記載された各パ
ラメーターに矢印キー(▲,▼)でカーソルを移動し入力をします。例えば、ソーラーフロンティアのモジュールは 3 並列または 4 並列接続なので、[ Pmax ]・[ Isc ]・[ Impp ]は並列数を掛けた値を入力します。

④[ Toll- ]・[ Toll+ ]に入力している定格値の Pmax と、測定値を STC 換
算した Pmax の差が、Dpmax のしきい値内であれば判定が[ STCOK ]と表示されます。

キーボードの画面

DB の画面⑤[ Alpha ]・[ Beta ]・[ Gamma ]・[ Noct ]・[ Rs ]が不明な場合は、HELP
キーを長押しすると、デフォルトの値が表示します。

⑥[ Tech.]測定方式を選択します。

DB の画面STD
CAP
HIT

Excelinc. 202310

HIT モジュール以外の単結晶、多結晶、CIS 等のモジュール
HIT モジュール以外のモジュールで測定中に[ Unsteady Current ]が表示される場合
ハイブリットタイプ（HIT モジュール）モジュール

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

14

I-V400w_I-V500w⑦[ Degr ]1 年間あたりの劣化率を入力します。
○! 定格値と STC 演算値の差 Dpmax の数値から差し引きます。
例えば、[ Degr ]を[ 0%/ｙｒ ]で、結果は[ Dpmax 5% ]と算出され、[ Degr ]を[ 0.5%/ｙｒ ]に設定し測定時の設定で[ Oper yrs ]を[ 10 ]と入力すると 5 - 0.5 x 10 = 0 % となり Dpmax が 0%と算出されて、損失が無いように見えます。

⑧[ Degr ]以外のパラメーターは全て、[ 0 ]以外を入力してください。

⑨

SAVE キーを押して[ Data saved ]とメッセージが表示されると設定が保存され、ESC/MENU キー
を押すと、入力した設定は保存しないで前画面に戻ります。

５.３.２モジュールパラメーターの修正①

矢印キー(▲,▼)で、修正するモジュールの Model 名を選択してENTER キーを押します。

②(▼)で[ Modify ]を選択して ENTER キーを押します。

③

キーボードが表示するので矢印キー(▲,▼,,)で Model 名を修正して SAVE キーを押して保存します。Model 名を変更しない場合は、そのまま SAVE キーを押します。

④

変更するパラメーターを選択して変更した後、SAVE キーを押して保存します。

DB[Modify]選択時の画面

キーボードの画面
５.３.３モジュールパラメーターの削除①

矢印キー(▲,▼)で、削除するモジュールの Model 名を選択してENTER キーを押します。

②(▼)で[Delete ]を選択して ENTER キーを押します。
全てのデーターを削除する時は、[ Del ALL ]を選択して ENTER
キーを押します。

③

確認のメッセージが表示されるので、削除する時は ENTER キー
を、中止する場合は ESC/MENU キーを押します。
DB[Delete]選択時の画面
CAUTION•

Excelinc. 202310

登録されているデーターベース[ DEFAULT ]は、変更も消去もできせん。

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

15

I-V400w_I-V500w

６. I-V カーブ測定
CAUTION•I-V カーブを測定する場合は、感電防止対策を行ってください。

I-V カーブの測定は下記のどちらかの方法で測定することができます。
•
日射センサーと温度センサーを測定器に接続する。
•
リモートユニットに、日射センサーと温度センサーを接続する。リモートユニットはオプションです。
CAUTION••••

P1・P2・C1・C2 の最大入力電圧は 1500V です。規定以上の電圧は入力しないでください。
測定可能な最大電流は 15A です。並列接続された PV モジュールでは規定以上の電流が生じないように注意してください。
パワコンと回路が接続された状態の PV モジュールまたはストリングスで使用すると破損する可能性があります。開閉器が開放状態になっている事を必ず確認してください。
正確に STC 換算するために、IEC/EN60891 で定められた 700W/ｍ２以上の日射量のときに測定をすることを推薦します。日射量が低い時に測定した場合、I-V カーブの歪が小さく見えたり
STC 換算値の誤差が大きくなったりします。

６.１表示パラメーターの説明表示されるパラメーターを以下に説明します。
パラメーター

説明

Pmax

測定したモジュールの最大電力

Pnom

測定対象のモジュールの公称最大出力電力

DPmax

FF

DB のモジュールの最大電力とＳＴＣ換算後の最大電力との差 (@ STC)
100（絶対値） [(Pmax – Pnom) / Pnom]→ 規格値の Pmax に対し実測値を STC 換算した Pmax との割合
曲線因子 Fill Factor
100 x [(Vmpp x Impp ) / (Voc x Isc)] = Fill Factor→PV モジュ－ル/ストリングで測定された負荷が無いときの最大電力と、負荷があるときの電力の比率で、性能を判定するパラメーター

Voc

開放電圧

Vmpp

負荷が接続された時の最大出力電力

Isc

短絡電流

Impp

負荷が接続された時の最大出力電流

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

16

I-V400w_I-V500w

６.２前準備①

温度センサーはモジュールの裏面に、温度センサーが浮かないように養生テープなどで固定します。

②

日射センサーは固定金具を使用して、モジュールのフレームなどに、モジュールと同じ角度になる
ように固定します。日射センサーの端子は単結晶と HIT モジュールの場合は[MONO]に、それ以外の場合は[MULTI]に接続をします。ケーブルはコネクターの目印を合わせて、まっすぐに押し込みます。

③

測定ケーブルを接続します。4 色の測定ケーブルを、測定器の接続端子の色と合わせて接続します。
日射センサー・温度センサーのケーブルは入力端子の形状に合わせて接続します。

○! 日射センサー・温度センサーのケーブルを接続した時に、[ Unplug IRR and AUX inputs ]と表示した時は、リモートユニットを使用する設定になっています。リモートユニットを使用しない場
合は、[ SET ]→[ Remote unit / Solarim. ]→[ Remote U EFF ]を[ NO ]または、[ SET ]→[ Remote unit / Solarim. ]→[ Remote U I-V ]を[ MONO ]または[ MULTI ]にしてください。
④

メインメニューから、矢印キー (▲,▼)で[ I-V Test ]を選択して ENTER キーを押します。
[ Settings ]を選択して ENTER キーを押すと、モジュールの設定画面になります。矢印キー(,)で測定をするモジュ‐ル名（Model)を選択します。

⑤

矢印キー(▲,▼)で[ N. of Mod. ]を選択して、矢印キー(,)でストリングに接続されているモジ
ュールの直列枚数を設定します。設定できる最大枚数は 50 枚です。測定後、1 枚あたりの平均値を計算して判定します。

⑥

矢印キー(▲,▼)で[ Rs ]を選択して ENTER キーを押します。矢印キー(,)で、直列抵抗測定のモード[ Manual ]または[ Auto ]を選択します。（通常は Auto）⑦

矢印キー(▲,▼)で[ Oper,yrs ]を選択して ENTER キーを押します。竣工してからの経年を入力します。データーベースの入力時、[ DB ]→[ Degr ]の設定を「0」に設定した場合は、「0」を設定してください。

⑧

矢印キー(▲,▼)で[ Temp ]を選択して、矢印キー(,)で温度の測定モードを選んでください。
Auto
ManualAux

Excelinc. 202310

開放電圧を計算して実行する自動測定
モジュール温度を任意に設定して測定
温度センサーを使用して測定

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

17

I-V400w_I-V500w⑩

矢印キー(▲,▼)で[ Start ]を選択して、矢印キー(,)で測定モードを選択してください。
Auto
Manual

自動測定。測定ポイントの電圧を検知し自動的に測定を開始
Go / Stop キーによる測定⑪

SET の画面
SAVE キーを押して設定を保存します。保存しない場合は、ESC/MENU キーを押します。

⑫

ENTER キーを２回押して、矢印キー（▲,▼）で[ Meas. Type ]を選択して、ENTER キーを押します。

⑬

矢印キー(,)で、[ I-V Test ]を選択して ENTER キーを押します。
設定内容を表示して確認します。表示例の内容は以下のとおりで
す。
Vdc
Irr
Tc
ModuleTemp

モジュールの直流電圧測定ポイントにあたっていない場合は 0.0V 表示
日射センサーで測定されている日射量モジュールの温度選択したモジュール名
モジュール名と型式を必ず確認してください。
[ Auto ]:開放電圧から温度係数で自動計算[ Manual ]:モジュール温度を任意に設定し測定[ Aux ]:温度センサー(PT300N)の温度

表示例

６.２.１リモートユニットを使用しない場合① 下記の図のように、P 側にプローブの＋端子（赤）、N 側にー端子（黒）を接触させます。

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

18

②

I-V400w_I-V500w
モジュール単体で測定する場合は、付属の MC3 または MC4 のコネクターを使用します。
ワニ口で接続する場合は黒と緑のワニ口を N 側（－）、赤と青のワニ口をＰ側（＋）に接続します。
[ Negative Voltage ]と表示されたときは直ぐにケーブルを外してください。

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

19

I-V400w_I-V500w
６.２.２リモートユニットを使用する場合
CAUTION•••

日射量が急激に変化しても警告は表示されません。
リモートユニットと同期させた測定は、連続 1 時間 30 分です。それ以上の時間リモートユニトと同期して測定する場合は、1 時間 30 分以内にリモートユニトの日射量と温度のデーターを、測定器に取り込んでください。
アクティブレック機能が起動した時は、測定器とリモートユニットは 5ｍ以上離してください。
測定器に日射量と温度が表示されなくなります。

①

あらかじめリモートユニットに、日射センサーの裏面に貼られているラベルに書かれている値を入力します。【リモートユニトの取扱説明書を参照】②

リモートユニットを測定器の横に置き、スイッチを入れると[ Radio
connection active ]と表示されます。また、リモートユニットと通信状態になるとアンテナマーク[]が表示されます。表示されない
場合は測定器を再起動してください。

リモートユニットとの通信設定③[ Activate Rec. ]を選択して ENTER キーを押すと、[ Remote unit in recording… ]とメッセージが表示されます。リモートユニットと測定器が通信をしている状態です。[ Irr ]と[ Tc ]の数値が表示されていなくても問題はありません。

Activate Rec.の画面④

Rem. Unit in rec..の画面

リモートユニットを日射センサーと温度センサーが設置されているところに持っていき、日射セン
サーのケーブルを[ PYRA/CELL]の端子に、温度センサーのケーブルを[ TEMP ]に接続をします。
右下のアンテナマーク[

Excelinc. 202310]は点滅から消灯します。

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

20

⑤

I-V400w_I-V500w
下記の図のように P 側には＋端子（赤）、N 側には－端子（黒）を接触させます。

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

21

I-V400w_I-V500w

６.３測定
①

日射角度計(M304)をモジュールの上に平面に置いて、棒の影が内側の円の中であることを確かめてください。この条件のときに測定するのが望ましいです。

CAUTION•②

開閉器を開放（OFF）の状態にします。
測定器を破損させる可能性があるので、必ず開閉器が開放になっていることを確認してくだ
さい。接続箱またはパワコン（PCS）を開けて、開閉器が見える状態にします。モニタリング装置が付いているパワコンでは、異常停止と検知して異常発報が出ることを防止する為、確認をしてください。
[ Vdc ]に電圧が表示されます。[ Auto ]モードの場合は、1 秒後に測定が開始します。[ Manual ]モードの場合は、数値が安定してから、GO/STOP キーを押します。
ディスプレイに[ Measuring… ]と表示され、測定が開始します。表示が消えるまで、測定中は測定ケーブルをしっかりと押し当ててください。表示が消えたら測定ケーブルを外します。

I-V カーブ測定中の画面
CAUTION•④[ Measuring… ]の表示が消えるまで、測定ポイントから測定ケーブルを外さないでください。
アーク放電が発生して危険な状態になる可能性があるので、[ Measuring… ]の表示が消えるまで、測定ポイントから測定ケーブルを外さないでください。

測 定 が 終 わ る と 実 測 値 が 表 示 さ れ ま す 。 ま た 、 [ STC Dataavailable after Stop rec ]と表示され、STC での測定値は記録動作終了後になります。測定データーの取り込みを忘れないためにSAVE キーを押して保存することをお薦めします。Pmax の値を、他のストリングの値と比較しながら作業をしてください。

STC Data available after Stop rec の画面⑤

ENTER キーを押して、矢印キー(,)で測定結果を[ table ]（数値）[ Graph ]（グラフ）表示にするか、選択することができます。

I-V カーブグラフ表示の画面

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

22

I-V400w_I-V500w⑥

測定結果が表示しているときに SAVE キーを押すと、右の画面になります。
MEASURPLANT
STRING
MODULECOMMENT

測定数：250 に近づいたら早めにパソコンにデーターを取り込み、本体のデーターを削除してください。
接続箱毎に番号を変えるなど自由に設定が可能です。
矢印キー(,)で変更します。
ストリングの番号。無操作で自動的に連番になります。
モジュールの番号。無操作で自動的に連番になります。
[ N of Mod ]でモジュール数が１の時のみ有効です。
14 文字以内で任意に入力できます。

SAVE の画面！ 接続箱・パワーコンディショナーごとに[ PLANT ]の値を変え、接続箱の番号などを入力しておくと、○パソコンに取り込んだときにデーターを管理しやすいです。
[ COMMENT ]は、キーボードが表示されます。矢印キー(▲,▼,,)で、14 文字以内で入力できます。内容を確認後、SAVE キーを押すと、[ COMMENT ]に入力
し た 内 容 が 保 存 さ れ ま す 。 再 度 SAVE キ ー を 押 す と [ Data
Saved ]”と表示され、測定データーが保存されます。
何も変更せずに測定データーを書き込む場合は、SAVE キーを 2
回押します。[ Data Saved ]と表示していることを確認してください。取得データーが不要の際には保存せず次の測定を行なってください。SAVE キーで測定結果を保存して、ESC/MENU キーは保存しません。
キーボードの画面⑦⑧

I-V 測定を終了する時は ENTER キーを押して[ Stop Rec ]を選
択し ENTER キーを押します。

Stop Rec.の画面測定が終わると、STC 換算した各パラメーターの、測定値と判定が表示されます。表示している
測定値の Dpmax・Pmax・FF の値を注視してください。特に DPmax の値が悪い場合は、I-V カーブのグラフ表示も確認してください。
Voc
開放電圧
Vmpp
負荷が接続された時の最大出力電力
Impp
負荷が接続された時の最大出力電流
Isc
短絡電流
Pmax
測定したモジュールの最大電力曲線因子 Fill FactorFF
100 x [(Vmpp x Impp ) / (Voc x Isc)] = Fill Factor
DB のモジュールの最大電力とＳＴＣ換算後の最大電DPmax
力との差 (@ STC)
100（絶対値） [(Pmax – Pnom) / Pnom]
Results

判定

測定結果の画面

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

23

I-V400w_I-V500w⑨

ESC/MENU キ ー を 押 し て メ イ ン メ ニ ュ ー を 表 示 さ せ ま す 。
[ MEM ]を選択し ENTER キーを押すと、保存時間順にデーターが表示されます。

保存データーの確認画面⑩

矢印キー()を押すとラベルが表示されます。
TYPE
REC
*REC
IST
DATA
Comments⑪

データー保存日STC 換算された測定値
日射量が下限値を下回るなどして、STC 換算されていない実測値
測定中の画面のハードコピーの測定値
データーを保存した時間
保存するときに書き込んだ測定名およびコメント

ESC/MENU キーを押すと前画面に戻ります。

○! [＊REC]→[ View ]を選択して ENTER キーを押します。この時に[ Unable to execute analysis（解析が出来ていません。）と表示される場合があります。これはリモートユニットで測定した日射量が、設定した下限値を下回るなどの原因で STC 換算をすることができず、実測値のみとなります。そのため、PR やηDC は算出できません。

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

24

I-V400w_I-V500w
６.３.１判定基準
測定器は、以下の判定をします。
判定

条件

備考

OK

Tol(-) + Meter  Meas  Tol(+) - Meter(1)

測定器の許容誤差を含む状態でＯＫ

OK*

(2)

Tol(-)  Meas  Tol(+)
測定器の測定誤差を含む状態でもＮＧ

NO*

Tol(-) - Meter  Meas  Tol(+) + Meter

(3)

NO

(1), (2) と(3) いずれも該当しない。

(4)Tol(-)= Tol(-) (%)*PnomTol(+)= Tol(+) (%)*PnomMeas = Pmax – Pnom
Meter(1)OK(2)OK＊(3)NO＊(4)NO→モジュールの最大出力電力からのマイナス側の許容誤差→モジュールの最大出力電力からのプラス側の許容誤差→DPmax とはモジュールの公称最大出力電力と STC 換算された最大出力
電力の差→測定の仕様に記載されている許容誤差(測定器+変換誤差)→測定器の許容誤差を差し引いても OK である。
→測定器の許容誤差を含んだ状態で OK である。
→測定器の許容誤差を含んだ状態でも NG である。
→測定器の誤差の有無に関係なく NG である。

６.３.２測定終了① 測定が終了し、測定器から日射センサーと温度センサーを外す時は、①のロックを押し込みながら②の矢印の方向に引っ張ります。回すとケーブルが断線します。

日射センサーと温度センサーのケーブルの抜き方②

リモートユニットを使用して測定をした場合は、リモートユニットから
日射センサーと温度センサーを外して、リモートユニットを測定器の横に並べます。アンテナマーク[]は表示されていな
いので、リモートユニットの矢印キー▼を押します。すると測定器に [ active radio connection.]と表示さ れ、アン テナマーク[]が表示します。[ Download data ]とメッセージが測定器に表示され、同時にリモートユニットに[ Send ]と表示され、日射量とモジュールの温度が測定器に送信されます。
リモートユニットとの通信③

Excelinc. 202310

データー送信が完了すると、測定器に[ STC Data available in MEM ]と表示されます。
ESC/MENU キーでメインメニューに戻り、[MENU]→[ MEM Date Recall ]→[ I-V Test ]→[ View ]で測定結果を確認することができます。

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

25

I-V400w_I-V500w

７.保存データーの管理
７.１データーの閲覧①

ESC/MENU キーを押して、メインメニューを表示させます。[ MEM ]を選択し ENTER キーを押すと保存したデーターが表示されます。
② 矢印キー(,,)キーで[ Recall ]を選択し ENTER キーを押します。[ I-V Test ]を選択しENTER キーを押すと、保存した時間順にデーターが表示します。
もし、右下の表示が[ MEM-CK ]の場合は、ENTER キーを押して、矢印キー(,,)で[ Recall ]を選択します。[ I-V Test ]を選択し、ENTER キーを押すと測定データーの一覧が表示されます。
[ DATA ]は、保存した日時を表示します。

データー一覧の画面③

矢印キー（）で[ Comments ]に移動します。保存するときにつけたコメント名が表示されます。
MEM 番号の後ろに表示している[ ＊ ]は、測定時に STC 換算していないため、実測値を表示します。

Comments の画面④

矢印キー（）で目的のデーターを選択すると、設定した STR（ストリング）と MOD（モジュール）が表示します。

STR と MOD の画面⑤[ I-V Test ]を選択し ENTER キーを押すと、保存されているデーターが表示されます。[ View ]を選択し、ENTER キーを押すと、STC 演算された数値データーが表示されます。
Data
I-V Graph
PWR Graph

測定したデーターを数値で表示
測定データーをＩ-Ｖカーブで表示
測定データーを P-Ｖカーブで表示

矢印キー(,)で選択し ENTER キーを押すと表示されます。
表示された数値データー・グラフは ENTER キーを押すと下記の条件で閲覧できるので、任意の内容を選択しＥＮＴＥＲキーを押します。
測定データー閲覧選択の画面
STC
OPC-Avg
OPC

Excelinc. 202310

STC 換算された測定値
ストリングで測定した実測値を[ N of Mod ]で入力した数値で割った平均値
実測値

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

26

I-V400w_I-V500w

７.２表示例
70W のモジュールを測定した場合の表示例です。
①

STC 換算された出力は 63W です。70W との差が DPmax10.4%、Toll－を 11％で設定しているので[ STC-OK ]と表示されます。

②

Irr 942W/ｍ2 の時の実測値は 55W です。

STC のデーター画面

OPC のデーター画面③

I-V のグラフ表示です。縦軸に表示されている測定値（4.6A）は、
縦軸の Top の値であり測定値ではありません。

I-V グラフの画面④

P-V のグラフ表示です、縦軸に表示されている測定値（68.8W）
は、縦軸の Top の値で測定値ではありません。

P-V グラフの画面

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

27

I-V400w_I-V500w

７.３データーの削除① ESC/MENU キーを押して、メインメニューを表示させます。[ MEM ]を選択し ENTER キーを押すと保存したデーターが表示されます。
② 矢印キー(,,)で[ Recall ]を選択し ENTER キーを押します。[ IV Test ]を選択し ENTER キーを押します。

データー一覧の画面③ 矢印キー（）で[ Comments ]に移動します。保存するときにつけたコメント名が表示されます。矢印キー（）で目的のデーターを選択すると、設定した STR（ストリング）と MOD（モジュール）が表示されます。
④ [ Delete ]を選択し矢印キー（）を押します。
Del. Last
Del. All⑤

最後に保存した測定値を消去保存しているすべての測定値を消去

矢印キー(,)で選択し ENTER キーを押すと削除します。戻る時は、
ESC/MENU キーを押してください。すると今の画面からパソコンに測定データーを移動させても、保存データーは消えません。
測定中にメモリーの容量２５０データーを超えると、測定データーは保存できません。
データー削除の画面

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

28

I-V400w_I-V500w

８.クイックチェック機能（IVCK）
この機能は、IEC EN 62446、保守点検ガイドラインの規格に沿ったモジュール/ストリングスの開放電圧と短絡電流のみ測定をおこなう簡易機能です。
CAUTION•

モジュールの最大出力電力 Pmax は測定することはできません。

モジュールデーターベースに測定対象のモジュールデーターを入力し、日射センサーと温度センサーを使用して STC 演算をおこない、絶対値比較で合否判定ができます。使用しない場合は、実測値(OPC)の相対比較で合否判定をおこないます。
CAUTION•I-V カーブは測定しません。
セルに異常があり、バイパスダイオードが動作するような故障状態は分かりません。
また、モジュールの出力電力は算出されません。

日射量は以下のいずれかの方法で測定することができます。
•
測定器に日射センサーと温度センサーを、直接接続します。
•
測定器またはリモートユニトに日射センサーと温度センサーを接続し RF 接続します。リモー
トユニトは記録できません。
日射量の測定はリアルタイムです。
•
日射センサーと温度センサーを使用しない場合は、下限日射量を 0W/ｍ２に設定をします。
極端な日射量の変化、日射量が少ない場合でも、エラーは表示されません。そのため、短絡
電流 Isc の値が変化して見えます。
•
日射量を設定する場合は、下限日射量を 0W/ｍ２以上に設定します。（日射量>700W/m2）
温度と日射量の測定を行い、Voc と Isc は STC 換算され、あらかじめ測定器に入力したモジ
ュールのデーターと絶対値比較し合否判定をおこないます。日射量は、条件によりエラーメッ
セージが表示されます。
測定結果は以下の内容で判定されます。
•
最初の測定で、測定データーが無い場合は、判定しません。2 枚目以降、最初の測定のデータ
ーと平均値とし測定した Voc と Isc の測定値と平均値を比較し測定結果を[ OK ]または[ NO
OK ]で判定する相対比較をします。
•
入力した測定対象のモジュールデーターと測定値を STC 換算した Voc と Isc の値を比較し測定結果を OK、/NO-OK で判定する絶対値比較をします。
・ STC 換算した Voc と Isc の値と DB の Voc と Iｓｃの値を比較した絶対値比較の結果
・ OPC（STC 換算できない場合）の測定結果を比較した相対比較の結果
測定結果が[ No ]と出た場合、I-V 特性を測定し分析することが望ましいです。

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

29

I-V400w_I-V500w

８.１パラメーターの設定①

メインメニューから[ I-V Test ]を選択し、ENTER キーを押します。[ Meas．
Type ]を選択し矢印キー(,,)で[ IV Fast Check ]を選択して、ENTER
キーを押し、[ IV Fast Check ]の最初の画面を表示させます。

IV Fast Check の画面②

ENTER キーを押して[ Settings ]を選択し、再度 ENTER キーを押すと、測定するモジュールの種類を選択する画面が表示します。矢印キー(,)で測定器のデーターベースに保存されている測定対象のモジュール名（Model)を選んでください。

③

矢印キー(▼,▲)で[ N of Mod ]にして矢印キー(,)で測定するストリングのパネルの枚数を設定してください。設定できる最大数は 50 です。

④

矢印キー(,)で[ Temp ]を選択し矢印キー(,)で温度の測定モードを選択
してください。
モジュールデーター入力の画面
Auto
ManualAux

開放電圧の測定値に応じて実行される自動測定
他の測定器（赤外線温度計、サーモグラフィ等）を使用する
温度センサーを使用する⑤

矢印キー（▲、▼）で[ Tol Voc ]と[ Tol Isc ]を選択して、許容値を設定します。（許容値：0%～+25%）許容値
は+4％が自動的に加算されます。

⑥

SAVE キーを押すと設定を保存します。保存しないときは ESC/MENU キーを押します。

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

30

I-V400w_I-V500w

８.２前準備Isc と Voc の測定結果を相対比較し判定をする簡易測定です。測定結果は平均値なので測定回数が多いほど精度が上がります。
CAUTION•••P1, P2,と C1,C2 の入力電圧は直流 1500V、電流は 15A です。規定以上の電圧、電流は入力しないでください。特に並列接続されたモジュールで規定以上の電流が入力されないように注意してください。
接続箱、パワコンの開閉器を開放状態にして、ストリング単体で測定をしてください。測定器または PCS を破損させる可能性があります。
絶縁対策をおこない安全を確保してから作業をおこなってください。

① リモートユニットが使用できない状態に選択されているか確認します。
② [ Irradiance ]の項目の最少日射量が[ 0 ]であることを確認します。
③ メインメニューに戻り[ I-V Test ]を選択します。[ Meas．Type ]を選択
し ENTER キーを押し矢印キー(,)を使いサブメニューから[ I-VFast Check ]を選択し ENTER キーを押し、IVCK の最初の画面を表示させます。
④ ENTER キーを押し、[ Ave Reset ]を選択し、ENTER キーを押してリセットします。
○! [ Avg Reset ]はモジュールの変更や設定、条件を変更したときに、必ずおこないます。

Avg Reset の画面
８.２.１日射センサーを使用しない場合
以下の図のように、モジュール/ストリングから出ているマイナス極のケーブルは測定器の P1、C1の端子に、プラス極のケーブルは P2、C2 の端子に接続してください。

オプションのケーブルを使用する場合は、下図のように接続してください。

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

31

I-V400w_I-V500w
８.２.２日射センサーを使用する場合① 日射量の測定をおこなうには下記のどちらかの接続をします。
•
日射センサーと温度センサーを測定器に接続する。
•
日射センサーと温度センサーをリモートユニットに接続し、RF 接続で測定器と接続する。この場合は、リモートユニットが使用できる設定になっているか確認がしてください。
② [ Irradiance ]の最少日射量が[ 0 ]であることを確認してください。
③ メインメニューに戻り[ I-V ]を選択し ENTER キーを押して、[ IV Fast
Check ]にします。
④ 画面が[ IVCK ]でない場合は、[ Measurment ]を選択して、ENTER
キーを押し矢印キー（▼、▲）でメニューから[ IV Fast Check ]を選択
し、ENTER キーを押して、[ ＩVCK ]の最初の画面を表示させます。
⑤ モジュールのデーターと、ストリングのモジュール枚数を確認してください。
モジュールデーター入力の画面⑥ 図のように日射センサーと温度センサーを接続します。接続後に測定器に日射量と温度が表示されている事を確認してください。

リモートユニットを使用する場合は下図のように接続します。
モジュールまたはストリングから出ているマイナス極のケーブルは測定器の P1、C1 の端子に、プラス極のケーブルは P2、C2 の端子に接続してください。

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

32

I-V400w_I-V500w
接続箱で測定する場合は下図のように接続します。

８.２.３IVCK モードの確認
登録したデーターを確認します。
Module
Irr
TC

測定するモジュール名
日射量（日射センサーを使用している場合に表示）
モジュール温度（Mode MAN か AUX のとき、AUTO の場合”----“）

VocAvg ＠OPC
IscAvg @OPC

表示されません

Voc @OPC
Isc＠OPC
Voc @STC
Isc ＠STC

開放電圧の実測値
短絡電流の実測値
開放電圧の STC 換算値
短絡電流の STC 換算値
リモートユニトと RF 接続している(リモートユニトを使用している場合に表示)

誤りがなければ、測定準備が完了です。

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

33

I-V400w_I-V500w

８.３測定
WARNING•

GO/STOP キーを押した後に、エラーメッセージが表示される場合があります。
その場合は、測定できないので異常を確認して、原因を取り除いてから、再度測定をしてください。

① GO/STOP キーを押すと、[ Measring ]と表示され測定を開始します。測定が終了すると 1 回目の結果が表示します。SAVE キーを押して、測定結果を保存します。
Voc＠OPC
Isc＠OPC（開放電圧）の実測値（短絡電流）の実測値

1 回目の測定終了時の画面② 次のモジュール/ストリングに接続を変え測定をします。すると 2 回目以降の表示となります。
VocAvg@OPC
IscAvg@OPC
Voc@OPC
Isc@OPC

1 回目の測定値と 2 回目以降の測定値の平均
1 回目の測定値と 2 回目以降の測定値の平均測定結果と VocAvg＠OPC と比較したその結果測定結果と IscAvg＠OPC と比較したその結果

2 回目以降の測定終了時の画面③ 判定結果は下記の数式で計算されます。
日射センサーと温度センサーを使用しない場合

OK：OPC の測定結果と平均値を比較し設定した許容値内の場合は OK
NO：OPC の測定結果と平均値を比較し設定した許容値から出ている場合は NG
日射センサーと温度センサーを使用した場合

Voc と Isc の判定結果は、データーベースに入力されている値と比較した結果です。
OK：DB の Voc・Isc と、STC 換算した Voc・Isc の値が設定した許容値内の場合
NO：DB の Voc・Isc と、STC 換算した Voc・Isc の値と設定した許容値外の場合③

SAVE キーを押すと測定値はメモリーに保存されます。ESC/MENU キーを押すとメインメニューに戻ります。

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

34

I-V400w_I-V500w

９.メッセージ一覧
表示説明Voltage too low
Vin > 1000
Irradiance too low
NTC Error
Please wait for cooling…
Memory full
Pulse width too long
Current too low
Vdc wrong connection
Negative voltage
Data base full
Data @ STC unavailable
Irradiance too highData unavailable
Isc too highWrong date
Error 1/2/3/4/5: contact Assistance
Error EEPROM : contact Assistance
Error FLASH : contact Assistance
Error RTC : contact AssistanceBattery low
Error: Vmpp >= Voc
Error: Impp >= Isc
Error: Vmpp * Impp >= Pmax
Error: alpha too highError: beta too highError: Toll too highError: gamma too highModule already present
Delta-Irrad. too high. Retry
Voltage not steady
Unsteady Current
Firmware mismatch
Ref. Cell temp over range
PV module temp over range
Wrong Mod. Num. Continue?
Ref. Cell temp not detected (ENTER/ESC)
Unable to calculate Rs value
Thermal Instability
Error durino memory writing
Error Radio: contact Assistance
Error Radio transmission
Error during download
Recording downloaded
Radio connection activatedWait data analysis

Excelinc. 202310

入力電圧が低い。Voc が 15V 以下。
入力電圧が 1000V 以上ある。
日射センサーの日射量が設定した最低日射量以下。
NTC に異常があるため修理を依頼してください。
測定器が過熱しました。少し待ってから測定を再開してください。
メモリーの容量が一杯です。
パソコンに測定データーをダウンロードしてください。
振幅が長く異常です。
測定した電流が測定範囲より低い
ケーブルの接続を確認してください。
極性が逆です。接続を確認してください。
データーベースが 30 以上となりました
測定した結果が STC 換算されていません。
日射量が 100mＶ以上で測定範囲外です。
データーが異常です。
短絡電流が測定範囲外です。
正しく日付けを設定してください。
⇒4.3[ Date and Time] - 日付の設定を参照
修理を依頼してください。
メモリーが異常です。修理を依頼してください。
フラッシュメモリーが異常です。修理を依頼してください。
クロックが異常です。修理を依頼してください。
電池がありません。交換してください。
開放電圧より最大動作電圧の方が高く設定されています。
確認してください。
短絡電流より最大動作電流が高く設定されています。
確認してください。
最大動作電圧と最大動作電流の積が Pmax になりません。
データーベースの設定を確認してください。
⇒5.3 モジュールデーターベースを参照
データーベースの設定を確認してください。
⇒5.3 モジュールデーターベースを参照
データーベースの設定を確認してください。
⇒5.3 モジュールデーターベースを参照
データーベースの設定を確認してください。
⇒5.3 モジュールデーターベースを参照
同じデーターベース名が存在しています。
日射が不安定な状態です。再測定をしてください。
電圧が異常な状態です。再測定をしてください。
連続して入力される電流の差が 0.13A 以上と不安定です。
ファームウァアが異常です。修理を依頼してください。
日射センサーで測定された温度が異常に高くなっています。
モジュールの温度が異常に高く測定範囲外となっています。
設定した枚数で計算された 1 枚あたりの開放電圧が違います。
日射センサーとの比較が出来ていません。
Rs（直列抵抗）の測定値が測定範囲外です。
測定器の温度が高く不安定になっています。
内部のメモリーが異常です。
修理を依頼してください。
修理を依頼してください。
修理を依頼してください。
本器にダウンロードした内容が修正されました。
RF 接続されました。
計算をしているのでお持ちください

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

35

I-V400w_I-V500w
Unable execute analysis
Current < Lim
Warning: internal short
Remote unit not detected Enter/Esc
Rem. Unit in rec
STC Data available after Stop rec.
STC Data available in MEM
Verify connect. P1

リモートユニットからのデーターが異常です。
セッティッグを確認してください。
出力された電流が低く測定範囲外です。
修理を依頼してください。
リモートユニットと測定器が RF 接続されていません。
リモートユニットの日射量と温度を記録中です
記録が終了したら STC データーが得られます。
データーが STC 換算されメモリーに保存されます。
P1 入力端子の測定ケーブルの接続を確認してください。

１０.エラーメッセージと対処方法
ご使用いただいているお客様から、よくご質問があるメッセージと対処方法です。
表示

状況・原因

対処

Irradiance too low

設定した下限日射量より測定された日射量が低い

Please wait for cooling

内部が高温
特に夏に発生しやすい

日射量があるときに測定する
下限日射量を変更する⇒6．3．日射センサーの下限測定範囲の設定を参照
電源を切り、少し放置する
測定器を日陰に置いて作業する

Negative voltage

DC 電圧の極性が逆接続を確認してください。

Data@STC unavailable

測定ポイント間の日射量の変化が15W/ｍ２以上ある。

下限日射量を 0W/ｍ２に設定⇒6．3．日射センサーの下限測定範囲の設定を参照

Current < Lim
WrongMod.Num.Continue?
Delta-Irrad. too high. Retry

Unsteady Current

測定ケーブル間、または測定器と測定ケーブルの挿入不足
過電流によりヒューズが切れた
DB の VOC（開放電圧）と測定した
1 枚あたりの VOC が合わない
測定ポイント間の日射量の変化が大きい
HIT モジュール以外の測定時に発生
HIT モジュールの測定時に発生

Unplug IRR and AUX inputs

Excelinc. 202310

温度計または日射センサーを接続した時に表示

接続を確認
改善しない場合は修理が必要になる可能性あり
測定対象の DB が選択されていますか?
また、モジュール枚数は合っていますか?
日射量が安定しているときに再測定をする
下限日射量を 0W/ｍ２に設定⇒6．3．日射センサーの下限測定範囲の設定を参照
DB の Tech を CAP に設定⇒5.3 モジュールデーターベースを参照
DB の Tech を HIT に設定⇒5.3 モジュールデーターベースを参照
リモートユニトを使用しない設定にする⇒6．2．前準備を参照

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

36

I-V400w_I-V500w

１１.測定器とパソコンの接続
CAUTION•••

測定器とパソコンの接続は専用のオプティカルケーブルを使用してください。
COM ポートは、マウスやモデムなどと重ねないでください。
測定器のオプティカルポートからは、目に見えない光が放射されていますので、絶対にのぞかないでください。IEC/EN 60825-1 に準じた Class 1M の LED を使用しています。

測定器に保存されたデーターをパソコンへ転送したり、モジュールのデーターベースをパソコンから測定器に登録したりする時など、パソコンと測定器を接続する時は、下記のように設定します。詳細については
別冊「Topview 取扱説明書」を参照してください。
①
②

③
④
⑤
⑥

Excelinc. 202310

測定器の電源を入れます。
ソフトウェア（Top View）とケーブルのドライバーを、パソコンにあらかじめインストールしておきます。専用のオプティカルケーブル（C2006）で接続します。ケーブルには向きがあるので、合わせてください。
ESC/MENU キーを押しメインメニューを表示します。
矢印キー(,)で[ PC Connection ]を選択し ENTER キーを押します。
下記の表示になります。
操作が終了したらメインメニューに戻してください。

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

37

I-V400w_I-V500w

１２.メンテナンス
この測定器は精密機器です。使用中または保管の際には、故障や損傷を防止するために、この取扱説明書に記載されている内容を良く読み、注意事項を厳守してください。この測定器は高温や湿度の高い環境で使用しないでください。また、直射日光にさらさないでください。測定器の使用後はかならず電源を切り、測定器を長期間使用しない場合は、電池の液漏れによる内部回路の損傷防止の為に、電池を取り外してください。

１２.１電池の交換
ディスプレイのバッテリーインジケーターが[示したら、新しい電池と交換をしてください。

]の表示か、測定中に[ low battery ]とメッセージが表
CAUTION•

電池の交換作業は電源を切り極性に注意しておこなってください。

①
②
③
④
⑤
⑥

ON/OFF キーを長押しして測定器の電源を切ってください。
入力端子からケーブルを取りはずしてください。
本体裏側のバッテリー・カバーの固定ねじを緩めて、カバーを取りはずしてください。
電池を取りはずし、必ず同じ種類の新しい電池を、極性に注意して入れ替えてください。
バッテリー・カバーを再び取りつけ、先に取りはずしたねじで固定してください。
使用済みの電池は、各自治体の処理方法に従い処分をしてください。

１２.２クリーニング
測定器は乾燥した柔らかい布で清掃してください。湿気を帯びた布・溶剤・水などは、決して使用しないでください。

１２.３廃棄処理方法
CAUTION•

Excelinc. 202310

測定器、電池、付属品を廃棄する場合は、各自治体の処理方法に従い処分をしてください。

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

38

I-V400w_I-V500w

１３.仕様
１３.１Ｉ-Ｖカーブ測定（IVCK 含む）
測定条件：[読み値+(表示誤差 dgt) * 分解能]かつ温度 23 ± 5℃・湿度<80%HR
I-V・IVCK：DC 電圧@ OPC（I-V400w）
レンジ [V] (*)
分解能 [V]0.1
5.0 ～ 999.9(*)測定は、VDC > 15V で測定可。精度は、VDC > 20V の時に摘要。
I-V・IVCK：DC 電圧@ OPC（I-V500w）
レンジ [V] (*)
15.0 ～ 99.9
100.0～1499.9

分解能 [V]
0.1
0.3

精度(*)
(1.0rdg + 2dgt)

精度(*)
(0.5rdg + 2dgt)(*)測定は、VDC > 15V で測定可。精度は、VDC > 20V の時に摘要。

I-V：DC 電流@ OPC
レンジ [A]
0.10 ～15.00

分解能 [A]0.01

精度
(1.0rdg + 2dgt)

I-V：DC 電力@ OPC (Vmpp > 30V, Impp > 2A)
レンジ [W] (*, **)分解能 [W]
1
50 ～ 99999

精度(1.0rdg + 6dgt)

15V～1000V 未満 15A・1000V 以上は 10A。

Vmpp：公称最大動作電圧・Impp：公称最大動作電流(*) 電力測定値の最大出力は FF 値も考慮する必要あり。(~ 0.7) → Pmax = 1000V x 10A x 0.7 = 7000W

I-V・IVCK：DC 電圧@ STC
レンジ [V]
5.0 ～999.9

分解能 [V]0.1

精度 (*,**)
4.0rdg + 2dgt)

I-V：DC 電流@ STC
レンジ [A]
0.10 ～ 99.00

分解能 [A]
0.01

精度 (**)
(4.0 rdg + 2 dgt)

I-V：DC 電力@ STC (Vmpp > 30V, Impp > 2A)
レンジ [W]
50 ～ 99999

分解能 [W]1

グロ－バル精度(**)
(5.0 rdg + 1 dgt)

Vmpp = 公称最大動作電圧, Impp = 公称最大動作電流(*)測定は VDC > 15V で測定可。精度は VDC > 20V の時に適用(**)試験条件：日射量700W/m2・AM=1.5・日射の入射角  25°・セルの温度.15~65℃
グローバル精度は太陽センサーとその測定回路の影響が含まれる

日射量：リファレンスセル
レンジ [mV]
1.0 ～100.0

分解能 [mV]0.1

精度
(1.0rdg + 5dgt)

温度：外部温度計
レンジ[℃]-20.0 ～ 100.0

分解能 [℃]
0.1

精度
(1.0rdg + 1℃)

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

39

I-V400w_I-V500w

１３.２安全性
本体の安全性EMC
技術面に関する安全性
付属品の安全性測定に関する安全性
絶縁の種類
汚染レベル
測定カテゴリー

Excelinc. 202310

IEC/EN61010-1
IEC/EN61326-1
IEC/EN61187
IEC /EN61010-031
IEC/EN60891 (I-V curve test)・IEC/EN60904-5（温度測定）
2 重絶縁
2CAT Ⅱ 直流 1000V DC, CAT Ⅲ 対 アース間 300V
入力端子 P1, P2, C1, C2 Max 1500V

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

40

I-V400w_I-V500w

１３.３その他
ディスプレイ
メモリー容量
保存データー数

LCD custom, 128x128 pxl, バックライト付き
256k バイト
I-V カーブ測定：249
IVCK 測定：999
専用光ケーブル⇔USB

パソコンとの接続

RF 通信範囲
電源

1m (3 ft)
電池：単三アルカリ乾電池 1.5Vｘ6 本（AA LR06）

電池の交換時期

ディスプレイのインジケーター[

電池寿命
オートパワーオフ
寸法・重量

使用環境

付属品

]を表示

約 120 時間 (PV Yield test)>249 測定 (I-V カーブ測定)
999 測定（IVCK 測定）
操作後 5 分寸法：235(L)x165(W)x75(H)mm
重量(電池を含む)：1.2kg
性能保証温度：23±5℃(73°F±41°F)
動作温度範囲：0～40℃(32°F～104°F)
許容相対湿度：<80%RH
保管温度：-10～60℃(14°F～140°F)
保管湿度：<80%RH
使用可能高度：2000m 以下(6562ft)(*)
KITGSC4：ケーブル X 4、ワニ口クリップ X４
KITPVMC3： MC3 コネクター
KITPVMC4：MC4 コネクター
HT304N：日射センサー
PT300N：温度センサー
M304：傾斜計
TOPVIEW2006：ソフトウェア CD-ROM
C2006：光/USB 接続ケーブル
ユーザーマニュアル：I-V500w（日本語版）
ユーザーマニュアル CD-ROM
クイックリファレンスガイド
検査成績書
CAUTION•(*)高度 2000m から 5000m で使用時の情報
本測定器は高度 2000ｍ以下での使用を前提に設計されています。高度 2000ｍ以上 5000ｍ未満の場所で使用する場合は P1、P2、C1、C2 の入力電圧の過電圧カテゴリーを CAT I 直流
1000V、CAT II 300V 対グランド間にさげてください。電池の交換作業は電源を切り極性に注意しておこなってください。
• ヨーロッパの指令、低電圧 2006/95/CE（LVD）と EMC 2004/108/CE の規定に従って設計されています。

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

41

I-V400w_I-V500w

１４.付属
１４.１MPPT（Maximum Power Point Tracker）について
太陽光発電システムの表面に照射される太陽の日射量は、刻々と変化をします。それはモジュールの表面に対し季節による太陽の角度と位置、それと大気の状況（一般的に、雲の存在です。）に依存します。以下の図に示される、特性曲線は３つの日射量（1000、800、600W/m2）での I-V カーブをグラフで示します。測定の結果
は、測定の必要条件や、設定した温度の補正と PRp 計算に依存します。
それぞれの特性曲線で、電力に変換したポイントが最大になるポ
イントが一つずつあります。
最大の電力のポイントは、モジュールの電圧×電流が最大である
ポイントと一致します。V はモジュールの端子の電圧、そして電流 Iはモジュールの回路を閉じることによって流れ込む電流です。
右のグラフで、描かれる 3 つの日射量のカーブでは、モジュールの V×I が解ります。これらのカーブで最大の電流と電圧を持っていることが解ります。たとえば、1000W/m2 のグラフの最大電力のポイントは、およそ 36V で、5.5A の電流の値です。
当然、システムが電力を最大で動作できるならば、システムと接続している場合、または、単独で動作させる場合でも、最大限に活用することができます。
MPPT は、パワコンに内蔵されている装置で瞬間的に電圧と電流を測定し電力を計算します。そして、パラメータ（デューティサイクル）を変換し動作することによって、モジュールが最大の出力が出るような状態にします。もし、モジュールが最大電力の状態で動作していない時はシステムを最適状態にするために回路にフィードバックがかかります。
MPPTs が使用される理由は、太陽光発電システムは光があたれば動作します。しかし、少ない日射量でもより多くのエネルギーが提供できます。
市販されているパワコンは、1～3 つの MPPTs が内蔵されています。
• 太陽光発電システムのそれぞれのストリングに内蔵され、その時の状況により異なる傾向また
は動作をします。このように、それぞれの MPPT は、接続されている太陽光発電のそれぞれのモジュールを管理し、変化する日射量と温度の特性（他のモジュール によって影響されることなく）で性能を最大に発揮出来るように設定されています。
• 多くの MPPTs で、太陽光発電の 1 つストリングスが運転休止し他のストリングスで発電し続ける間、残りの MPPT の方へより大きな供給を継続的にできるようになっています。

１４.２I-V カーブの説明
I-V カーブは下記のように実行されます。
•
本測定器は日射量とモジュール温度をリアルタイムに測定し同時にモジュールの I-V カーブ
測定も実行します。
•
測定の結果は標準状態（STC）日射量 1000W/m2、モジュール温度 25℃に、自動的に変換され、このマニュアルの仕様に記載される環境で使用すれば正確に換算されます。
•
モジュール毎に公表されている最大公称電力が測定器のデーターベースに保存されていて測定した結果を比較することが出来ます。
•
許容誤差が任意で設定可能で、測定した結果が[ OK ]または[ NO OK ]で表示されモジュールの性能が判定できます。

Excelinc. 202310

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

42

I-V400w_I-V500w

１５.サービス
１５.１保証この測定器は、保証期間内にマニュアルで定められた通常の使用状態において、発生した不具合において保証され、該当する場合は製品を無償で修理または交換をおこないます。
該当する不良品を代理店、あるいは当社に送る場合の送料はお客様の負担でお願いします。測定器を送付頂く際には、本測定器が入っていた梱包箱をできるだけご使用してください。測定器が入っていた梱包箱がご用意できない場合は衝撃に耐えるように梱包してください。輸送中の損傷が発生や、新たに生じた不良内容については保証致しかねます。修理品を送付する時は、不具合状況や内容を、できるだけ詳細に明記してください。
以下の内容については無償での保証は適用されません。
• 付属品の消耗、および電池等の消耗品の修理、または交換。
• 本測定器が対照としない測定や、測定器の誤使用で発生した修理。
• 不十分な梱包の結果、発生した損傷や不具合。
• 測定器を分解したり改造したりした場合。
この製品は商標登録され、特許も登録しています。改善のため仕様変更があり、測定に関連する場合は必要に応じてホームページでお知らせいたします。また、予告なく製品の仕様および価格を変更する場合があります。

１５.２修理不具合が発生した場合、該当品を販売代理店または当社にご送付ください。なお、送料はお客様が負担ください。
測定器をご送付頂く際には、測定器が入っていた梱包箱を使用してください。測定器が入っていた梱包箱がご用意できない場合は、衝撃に耐えるように梱包してください。輸送中に生じた、新たな不具合については保証いたしかねます。また、ご送付時には不具合内容、状況をできるだけ詳細に明記して頂けるようにお願い致します。

１５.３校正購入後の定期校正サービスを行っております。販売代理店または当社にご連絡ください。

１５.４連絡先日本代理店
本社〒338-0001
大阪営業所〒562-0041

Excelinc. 202310

埼玉県さいたま市中央区上落合 3-4-15
TEL：048-857-3541
FAX：048-857-3530
大阪府箕面市桜 5-20-22 コスモス 102 号
TEL：0727-24-3777
FAX：0727-24-6685
product@excelinc.co.jp
https://www.excelinc.co.jp

I-V400w_I-V500w 取扱説明書 Ver-01.6

43