マイクロ遠心機

2mLチューブを15,000rpm/20,630×gで遠心できるロープライスモデル
使いやすく、特長のあるアングルロータ■ マルチアングルロータRA-2724はアダプタ不要
1.5/2mL╳24本、0.5mL╳12本、0.2mLPCR╳12本がアダプタ無しで遠心できます。
■ RA-2024、RA-2724ロータのロータ蓋は標準付属
ロータ蓋はサンプルチューブへのコンタミ予防と低騒音化、省エネルギー化を可能にしました。
■ RA-2024、RA-2724ロータは、オートクレーブ可能（注）

使いやすさを実現できる便利な機能を搭載■ 運転条件メモリは3つで、ワンタッチで呼び出し・運転が可能です。
■ メモリフラッシング機能でスピンダウンが簡単
スピンダウン運転した1秒から99秒の時間を自動的に記憶し、次回はキーを押すだけでスピンダウンします。
■ タイマのホールドは経過時間表示機能付きで、経過時間の確認が可能です。
■ 遠心終了のお知らせは5種類＋無音からお選びいただけます。
■ チャンバ蓋の透明プラスチック製タコメータポートは実回転数測定用でGMPに対応しています。

遠心機の国際安全規格IEC61010-2-020に準拠■ 万が一ロータが遠心中に破壊しても、使用者の安全を考えた構造です。

オートクレーブ可能（注）オートクレーブ可能（注）RA-2024（ロータ蓋標準付属）＊1
1.5/2mL×24
価格 93,900円
（税別）
ロータ名称
RA-2024

RA-2724

RA-2724（ロータ蓋標準付属）＊1
1.5/2mL×24
価格 138,000円（税別）

1.5/2mL、0.5mL、0.2mL PCR の4種のチューブがアダプタなしで使えます。

チューブ種類本数

チューブ寸法直径×長さ mm

最高回転数rpm

最大遠心力×g

1.5/2mL

24

9.5〜11×36〜42

15,00020,630

̶

0.5mL

24

7〜7.9×25〜34

15,00018,360055-7590

0.2mL PCR＊2

245.9〜6.3×20〜24

15,000

16,100055-0500

1.5/2mL

249.5〜11×36〜42

15,00020,630̶

0.5mL

127〜7.9×25〜3415,000

16,850̶

0.2mL PCR

125.9〜6.3×20〜24

15,00014,840̶

ロータには耐用回数・耐用年数があります。詳しくはお問い合わせください。
（注）
オートクレーブ可能な温度、時間、回数には制限があります。詳しくはお問い合わせください。

アダプタ
コードNo.

＊1 ロータ蓋なしでも運転できますが、音が大きくなります。
＊2 0.2mL PCRチューブは、最高回転数までは使えないことがあります。耐遠心力が低いためです。

ロータの耐用回数・耐用年数■ 遠心機の回転体であるロータやバケットは、ステンレスやアルミといった金属材料で作られています。
■ 金属の板を何回か曲げたり伸ばしたりすると、ポキッと折れてしまいます。
これがいわゆる金属疲労です。
■ ロータやバケットは高速で回転するために、この「曲げたり伸ばしたり」を繰り返しており、ある一定回数に到達すると金属疲労によって破断してしまいます。
■ 安全にご使用いただくために、耐用回数・耐用年数に達したロータは交換をお願いしています。
どうかご理解とご協力をお願いいたします。

販売名

マイクロ遠心機

アングルロータ
最大容量2mL×24

最高回転数

15,000rpm

最大遠心力20,630×g

寸法32(W)×39(D)×27(H)cm
ドア開放時58cm

重さ
消費電力20kg
発熱量

200W、720kJ/h

電源条件

100V・50/60Hz・10A、
コード長2m

定格電圧、定格電流AC100V、3.4A

使用環境

温度

10 〜 40℃

湿度80%以下(31℃以下)、50%以下(32 〜 40℃)

高度2,000m以下

IEC61010-2-020

適合規格

300 〜 15,000rpm

速度設定範囲100rpmステップ
100 〜 20,630×g

遠心力設定範囲

100×gステップ

タイマ設定範囲

1秒〜 99分

安全に対する取り組み

秒：1秒ステップ■ 開発段階でプロトタイプを作り、実際の使用条件にあわせて耐久テストを実施してい分：1分ステップます。耐久テストをクリアしたものだけが次のステップに進めます。

Hold■ 耐久テスト後、さらにプロトタイプを作り、実際のユーザ様機能

メモリフラッシング運転、出し忘れお知らせ音、運転終了音(5種類+無音)プログラムメモリ

3個

加減速可変

自然減速

医療機器製造販売届出番号

10B3X00003000008

動物用医療機器製造販売届出番号

元動薬第2167号

価格（本体/税別）

284,000円の現場でフィールドテストを実施しています。終了後にユーザ様からフィードバックをいただき、商品に反映させています。
■ 出荷前の検査は熟練の技術者が行っています。実際に遠心して音や振動を人間が感じるなど、一台一台丁寧に検査しています。

This model is designed exclusively for Japan.
日本国内専用機

使用上のお願い

この製品は日本国内100V専用です。また日本国内での使用を意図した安全規格に基づいて設計・試験・製造しているため、日本国外でのご使用は、重大な事故の危険や障害の原因となります。
「日本国内専用機」を、日本国外へ持ち出ししないよう、お願いいたします。
また、日本国外での「日本国内専用機」に対するサービス（修理、点検、消耗品の供給など）の提供につきましても、対応いたしかねます。
このカタログに掲載されている製品は専門知識をもっている方々を対象としており、これらの方々がその目的により相当の注意のもとに使用されるためのものです。必要な専門知識を有しない方には適切な使用ができない場合があり、危険が伴うことがあります。このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。
● ロータ、バケットに傷や、腐食がある。

禁止

右記のような場合は、使用を直ちに中止してください。

● ロータの交換時期（耐用年数、耐用回数）を超えたとき。
● コゲくさい臭いや異常に熱くなる。

事故防止のため、電源スイッチを切り、電源から電源お願い● 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
● その他の異常・故障がある。

プラグ ／ 接 続 端 子をとりは ずし、「 使 用 禁 止」の 貼 紙をして、お近くの弊社に必ずご相談ください。

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
安全に関するご注意●「取扱説明書」を紛失しないでください。いつでも読める場所に保管してください。
● 安全にご使用いただくために、耐用回数・耐用年数に達したロータは交換をお願いしています。
どうかご理解とご協力をお願いいたします。

・補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。ただし、入手不可能な補給/補修部品は除きます。
・価格、仕様、外観などは、お断り無く変更することがありますのでご了承ください。
・表示価格は、2023年4月現在の価格（税別）です。

久保田商事株式会社
www.kubotacorp.co.jp

E-mail : sales@kubotacorp.co.jp

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-9 ☎（03）3815-1331
札 幌 営 業 所 ☎（011）751-2175
仙 台 営 業 所 ☎（022）287-2181
つくば 営 業 所 ☎（029）856-3211

名古屋営業所 ☎（0561)64-2351
大 阪 営 業 所 ☎（06）6762-8471
広 島 営 業 所 ☎（082）871-7811

製造販売元
福 岡 営 業 所 ☎（092）621-1161

許可番号 10B3X00003
株式会社 久保田製作所
東京都豊島区東池袋3-23-23

A4/Printed in Japan