振動、騒音、環境監視装置用のソフトウェア
ISO 9001
インスタンテルへようこそ
1982 年以来、インスタンテル社の製品は、世界 70 カ国以上で革新性、高品質、信頼性の面で国際的な評価を得ています。インスタンテル社は従業員の３分の１が研究開発しています。世界の振動監視装置の標準として、先進的な機能を提供している BlastWare Ⅲソフトウェアをご紹介いたします。

BlastWare Ⅲ®

BlastWare Ⅲソフトウェアは、複数のタスクを実行し、監視操作を補助するために作成された Windows のプログラムです。このソフトウェアは、®

ブラストメイト Ⅲまたはミニメイト™プラス・モニタをプログラミングし、記録されたイベントを管理し、モデムを使用してモニタをリモートコントロー
ルし、ソフトウェアとモニタをレポートの内容、言語、国家周波数標準に合わせてカスタマイズして使用できます。プログラムは 2 つのモジュールから構成されています。第 1 のモジュールは Compliance モジュールで、ブラストメイトⅢとミニメイト・プラスモニタに付属しています。第 2 のモジュールは Advanced モジュールです。このモジュールは、コンサルタント、教育機関、政府の規制当局などの上級ユーザー用に作成された Compliance モジュールに、多くの機能が付加されています。

シリーズⅡでの使用
BlastWare Ⅲを使用して、シリーズⅡのブラストメイトやミニメイト・モニタからイベントを移動させることができます。また、モニタをプログラミングしたり、モニタをモデムでリモートコントロールしたり、Compliance モジュールや Advanced モジュールを使用して記録したイベントを分析したりできます。

Compliance モジュール
インスタンテル社は、アドバンス・コマンドが隠れているときに、振動監視装置に必要なコマンドだけを表示するために BlastWare Ⅲソフトウェアを開発しました。新しいソフトウェア・プログラムを学習して作業を行う必要はありません。BlastWare Ⅲはユーザーの作業を代行し、貴重な時間を節約できます。BlastWare Ⅲ Compliance モジュールには、ソフトウェアと BlastWare Ⅲオペレータ・マニュアルが付属しています。部
品番号 714A4401。

通信のセットアップ、モニタの状態、Sensorcheck、日付／時間、モニタ・モードの入力、モニタ・ログ、モニタのソフトウェアのアップグレード
プリンター、タイマー、測定単位、記録、チャンネル、注記などのセットアップへ
イベント・レポートのカスタマイズ振動グラフと言語エディター（Advanced モジュール）シリーズⅡブラストメイトやミニメイトとの併用
詳細なオンラインヘルプ
Windows 3.1、95、NT のサポート表示
サード・パーテ
ィの分析ソフトウェアで使用する ASCII フォー
マットでのイベントのサポート
モニタに直接イベントを表示

全ウィンドウのプリンター・サポート
振動イベント・レポートを瞬時に表示
モニタからのすべてのイベントを自動的に移動、保存、印刷イベントの保存に便利な
Archive と Extract
インペリアル単位、メートル単位、音声のデシベル(dB)単位のレポート
次回のセットアップの表示および保存するためのデー
タの選択
モニタ番号、日付、時間、ピーク、場所に表示するイベントの選択

イベント管理のポインティングとクリック

BlastWare Ⅲの起動時に表示させる
ディレクトリの選択表示されているイベント・リストの印
刷

1On the Practical Edge of Technology

国家周波数標準、ユーザーが選択
BlastWare Ⅲソフトウェアは、さまざまな国家周波数標準に対応しており、国家周波数標準はソフトウェアで作成されたすべてのレポートに表示することができます。また、すべての印刷されたフィールド・レポートに含まれるシリーズⅢのモニタに移動できます。レポートから国家周波数標準を除外するように選択することもできます。
BlastWare Ⅲソフトウェアには、オーストラリア、イギリス、フランス、ドイツ、インド、ニュージーランド、スペイン、スウェーデン、スイス、アメリカ合衆国の各周波数標準が搭載されています。他の周波数標準には、Metric Response Spectrum があります。インスタンテル社は、BlastWare Ⅲソフトウェアに新しい周波数標準を継続して作成・追加しています。
BlastWare Ⅲ Advanced モジュールを使用して、特定の周波数標準を作成することができます。また、既存の周波数標準を編集することもできます。BlastWare
Ⅲを使用すれば、レポートは陳腐化しません。

Advanced モジュール
Advanced モジュールには、Compliance モジュールのすべての機能と応用処理機能、波形分析や独自のカスタム機能を加えた機能が含まれています。BlastWare Ⅲ Advanced モジュールには、ソフトウェア、ハード・ロック・キー、ソフトウェア・マニュアル、カスタム・センサ／ケーブルマニュアルが添付されています。部品番号 714A4501。

センサのセットアップBlastWare Ⅲ Advanced モジュールを使用してブラストメイトⅢやミニメイト・プラスをプログラミングし、VOD モジュール、加速度計、高周波ジオフォン、ひずみ計、4.5 Hz ジオフォン、高圧マイクロフォン、水中聴音器、他のカスタム・センサなどのほとんどすべてのタイプのセンサを使用できます。
500 秒以上の記録時間
Single Shot、Continuous、Manual、Histgramの各レコード・モードを選択

グラフィック波形つき、またはなしでイベントを保存

毎秒 521、1024、2048、4096、8192、16384、32768*、65536*のサンプルを含む多くのサンプル・レートを設定可能。2 MHz までのVOD

外部トリガを 使用して監視を開始、または複数のモ ニタを同期させて 記録を同時に開始

8 レコーディング・チ
ャンネルまで対応
加速度計、高周波ジオフォン、高圧マイクロフォン、ひずみ計を含むセンサに接続可能
自動的に計算 される解像度と領域設定をモニタに転送し処理開始

シリーズⅢモニタで使用する他のセンサ・タイプの設定インスタンテル社のセンサ・ファ
イルを 1 つクリックしセットアップを表示するか、高速検索のためのカスタム・セットアップを保存

等倍または 8 倍ゲインを選択し、監視に最適な解像度と領域を選択

各チャンネルの独立トリガ・レベルを入力し、トリガするチャンネルを選択*16 kHZ サンプリング標準。これ以上のサンプリングレートについてはインスタンテル社にお問い合わせください。

2２

全表示コントロール
全波形の FFT の計算
計測ツールの使用と表示オプションの選択

カーソル位置での自動時間ベース、周波数計算

Y 値、dY、RMS、カーソル間の傾斜の計算を自動表示表示される波形部分を一目で確認可能。左マウスボタン
をダブルクリックして他の部分に高速移動選択した波形の Y 軸の目盛りを変更

時間目盛り(X 軸)を変更し、波形をズームインまたはズームアウト

チャンネル名を任意の名前に変更可能

波形の組み合わせを表示して選択分析ウィンドウ

追加、減算、けた移動、切り捨て、テスト
波(下記)を含む”what if”分析機能の実行実行された最後のプロセス計算のリス
トをすべての波形に保持
爆発速度(VOD)ソフトウェア分析コマ
ンドについては次ページを参照
カーソル間の波形部分を高速
ズームイン

右ボタンをクリック&ドラ
ッグしてズームイン

2 つまたは 3 つの波形をベクトル化
速度波形からの移動および加速を計算
ハイ・フィルタ、ロー・フィルタ、バンドパス・フィルタを使用してフィ ルタを通し、周波数レスポンスを合わせる
波形を任意の 測定単位または測 定規模に変換
波形の DC コンポー
ネントを削除爆破シミュレーショ
ン分析のタイムライ
ンを使用して波形をけた移動または追加

波形の一部の FFT

VOD 波形から負の偏移を削除

連続データ・ポイントを平均化して波形を滑らかにする3３

Shift and Sum

Fast Fourier Transform(FFT)Shift and Sum コマンドを使用して、記録したサイン・ショットを基に爆すべての波形で FFT 計算を行うか、Advanced FFT コマンドを使用破を指定します。爆破状態の最適なタイミング遅延の選択に使用でして波形の一部を選択します。8 チャンネルまで表示させるよう選択きます。

できます。

爆発速度(VOD)分析

ヒストグラム・レコーディング

VOD モジュールまたは VODMate™モニタを使用して記録した

1 年または 1 年を超える長期にわたって監視するためのくい打ち作業

VOD イベントを分析します。

を含むアプリケーションの Histogram レコード・モードを使用します。

言語の変換

ご注文方法

BlastWare Ⅲソフトウェアを使用すれば、ソフトウェア、モニタの表

株式会社ノビテック

示、すべてのレポートを、選択した言語に変換してくれます。言語

電話：03-3443-2633 ファックス：03-3443-2660には、英語／ラテン語をベースにしたアルファベットを使用します。

電子メール：sales@nobby-tech.co.jp

カスタマー・サポート

住所：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-18-18 恵比寿東急ビル 7 階・広範なワールドワイドの代理店ネットワークを持っています。
・詳細なユーザー・ドキュメントがあります。
・広範囲にわたってアプリケーションのサポートを行います。
・無料テクニカル・サポート：TEL 613-592-4642、FAX 613-592-4296
販売およびアプリケーション・サポートに関するお問い合わせは、インスタンテル社またはブラストメイトの販売部門までご連絡ください。アフター・セールス・テクニカル・サポートは、インスタンテル社またはテクニカル・サポート部門にお問い合わせになるか、bmservice@instantel.comに電子メールを送信してください。

ウェッブサイト：http://www.nobby-tech.co.jp●システムの最低要件●BlastWare Ⅲソフトウェアを動作させるには以下のコンピュータ・コンポーネントが必要です：16 MHz で動作する
80386 プロセッサー、4 MB の RAM、ハードディスクの空き容量が 10
MB、3.5 インチ 1.44 MB 高密度フロッピー・ディスク・ドライブ、RS-232シリアル・ポート、Windows 3.1、95、NT オペレーティング・システムを装備した IBM PC または互換機。

4インスタンテル社は ISO 9001 品質標準の認証を受けています。
©1998 Instantel Inc. All Rights Reserved. MiniMate Plus と VODMate は登録商標です。BlastMate、BlastWare、Instantel、Instantel ロゴは Instantel Inc.の登録商標です。Microsoft、Windows はMicrosoft Corporation の登録商標です。製品は、ここに示されている実際の画像とは異なる場合があります。製品の品質について最善を期すために、インスタンテル社は予告なしに製品の仕様を変更する権利を保有しています。

４