販売名

販売名

卓上遠心機

スイングロータ

フロア型冷却遠心機／フロア型恒温遠心機

スイングロータ

最大容量15mL×68（ST-724M）

最大容量500mL×4（ST-5004M）

最高回転数

5,000rpm（ST-504M）

最高回転数

5,000rpm（ST-504M、PT-22M）

最大遠心力4,860×g（ST-504M）

最大遠心力

4,860×g（ST-504M）

アングルロータ

アングルロータ

最大容量50mLコニカル管×8（AT-508C）

最大容量

50mLコニカル管×8（AT-508C,RA-508C）

最高回転数

6,000rpm（AT-508C）

最高回転数

8,500rpm(RA-508C）

最大遠心力

5,350×g（AT-508C）

最大遠心力

9,690×g（RA-508C）

寸法44(W)×53(D)×32(H)cm
ドア開放時76cm

寸法

54(W)×64(D)×84(H)cm
ドア開放時136cm＊

重さ

37kg

重さ

110kg

消費電力

520W, 1.9MJ/h(省電力モード約7W）

消費電力

電源条件

100V・50/60Hz・15A、
コード長2m

電源条件

100V・50/60Hz・15A、
コード長2m

定格電圧、定格電流

100V、7.5A

定格電圧、定格電流

100V、8.8A

発熱量

使用環境
適合規格

温度

10 〜 35℃

湿度80%以下（31℃以下）、50%以下（32 〜 40℃)

高度2,000m以下

遠心力設定範囲

使用環境適合規格

IEC61010-2-020

速度設定範囲発熱量

200 〜 6,000rpm

速度設定範囲10 または 100rpm ステップ
10 〜 5,350×g

遠心力設定範囲

10 または 100×g ステップ

10 〜 35℃

湿度80%以下（31℃以下）、50%以下（32 〜 40℃）

高度2,000m以下

IEC61010-2-020
200 〜 8,500rpm
10 または 100rpm ステップ
10 〜 9,690×g
10 または 100×g ステップ

Multipurpose Centrifuge S500 Series

秒：1秒ステップ

秒：1秒ステップ

温度設定範囲温度

1秒〜 99時間59分

1秒〜 99時間59分
タイマ設定範囲

690W, 2.5MJ/h(省電力モード約7W)

タイマ設定範囲

分：1分ステップ

分：1分ステップ

時間：1時間ステップ

時間：1時間ステップ

Hold

Hold

―

温度設定範囲

-10℃〜 40℃ R134a（通常仕様）-10℃〜 40℃ R1234yf（ノンフロン仕様）-10℃〜 50℃ R134a（恒温仕様）

S500T用遠心テーブル

冷媒

―

冷媒

1℃ステップ-10℃〜 40℃（通常仕様、ノンフロン仕様）-10℃〜 50℃ （恒温仕様）

機能セルフチェック機能、
フラッシング運転
ステップ運転、遅延運転機能

テンプリミット（異常温度検知）、プレクーリング（予備冷却）
プレテンプ（予備加熱冷却/S500FRH）、セルフチェック機能フラッシング運転、ステップ運転、遅延運転

遠心機を載せるキャスタ付きプログラムメモリ99個（内パネルボタンでダイレクト呼び出しは5個）

プログラムメモリ99個(内パネルボタンでダイレクト呼び出しは3個)

加減速可変

加減速可変

3段階切り替え、
自然減速

収納に便利な2段の引き出し

3段階切り替え、
自然減速

医療機器製造販売届出番号

10B3X00003000050

医療機器製造販売届出番号

10B3X00003000051（通常仕様、ノンフロン仕様）
10B3X00003000052（恒温仕様）

動物用医療機器製造販売届出番号

2動薬第2684号

動物用医療機器製造販売届出番号

2動薬第2683号（通常仕様、ノンフロン仕様）
3動薬第3181号（恒温仕様）

価格（本体/税別）

343,000円

価格（本体/税別）

840,000円（通常仕様）
1,050,000円（ノンフロン仕様）
1,400,000円（恒温仕様）

シリーズ(コードNo.047-1000)
価格 94,500円（税別）

の台です。
付きで、
アジャスタで固定できます。
寸法 50（W）×55（D）×53（H）cm＊ドア開放時の高さにアジャスタは含まれておりません。

This model is designed exclusively for Japan.
日本国内専用機

使用上のお願い

この製品は日本国内100V専用です。また日本国内での使用を意図した安全規格に基づいて設計・試験・製造しているため、日本国外でのご使用は、重大な事故の危険や障害の原因となります。
「日本国内専用機」を、日本国外へ持ち出ししないよう、お願いいたします。
また、日本国外での「日本国内専用機」に対するサービス（修理、点検、消耗品の供給など）の提供につきましても、対応いたしかねます。
このカタログに掲載されている製品は専門知識をもっている方々を対象としており、これらの方々がその目的により相当の注意のもとに使用されるためのものです。必要な専門知識を有しない方には適切な使用ができない場合があり、危険が伴うことがあります。このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。
● ロータ、バケットに傷や、腐食がある。

禁止

右記のような場合は、使用を直ちに中止してください。

● ロータの交換時期（耐用年数、耐用回数）を超えたとき。
● コゲくさい臭いや異常に熱くなる。

事故防止のため、電源スイッチを切り、電源から電源

お願い● 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
● その他の異常・故障がある。

プラグ ／ 接 続 端 子をとりは ずし、「 使 用 禁 止」の 貼 紙をして、お近くの弊社に必ずご相談ください。

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
安全に関するご注意●「取扱説明書」を紛失しないでください。いつでも読める場所に保管してください。
● 安全にご使用いただくために、耐用回数・耐用年数に達したロータは交換をお願いしています。
どうかご理解とご協力をお願いいたします。

・補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。ただし、入手不可能な補給/補修部品は除きます。
・価格、仕様、外観などは、お断り無く変更することがありますのでご了承ください。
・表示価格は、2023年4月現在の価格（税別）です。

久保田商事株式会社
www.kubotacorp.co.jp

E-mail : sales@kubotacorp.co.jp

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-9 ☎（03）3815-1331
札 幌 営 業 所 ☎（011）751-2175
仙 台 営 業 所 ☎（022）287-2181
つくば 営 業 所 ☎（029）856-3211

名古屋営業所 ☎（0561)64-2351
大 阪 営 業 所 ☎（06）6762-8471
広 島 営 業 所 ☎（082）871-7811

製造販売元
福 岡 営 業 所 ☎（092）621-1161

許可番号 10B3X00003
株式会社 久保田製作所
東京都豊島区東池袋3-23-23

A4/Printed In Japan

uniﬁed design,
innovationanduser-oriented

Universal design

Innovation‒新機能

視覚的直感的に操作できるインターフェースを搭載し、遠心機の日常点検をサポートする
セルフチェック機能

筐体に丸みを持たせることで、柔らかくシャープなイメージを持たせました。
先端技術を詰め込みつつも遠心機＝四角で固いという印象を打ち破ったデザインです。

日常で行っている遠心機の動作確認では、遠心機の各種センサやドアロック
動作が正常に機能しているかが分かりませんでした。
しかし、S500シリーズに搭載した「セルフチェック機能」は、遠心機の表示に従って遠心機を操作する

セルフチェックモード開始

だけで、各種センサやドアロック機能の動作までを日常の点検で簡単に確認することが出来るようになりました。
より安全に、安心して遠心機をご使用していただくために開発した新機能です。

ドアロックセンサのチェック開始

セルフチェック機能では、以下の項目を確認し、合否判定を行います。
セルフチェック機能の結果を表示した後に、搭載しているロータのアラームまでの使用回数が表示されます。
・ドアロックセンサ

・インバータ・ロータセンサ・回転センサ・インバランスセンサ

・運転テスト

ドアロックセンサのチェック

セルフチェック機能の結果を表示

・温度センサ（S500FR/S500FRH のみ）

卓上遠心機

フェイルセーフ機能
インバランス早期検知

冷却なし

ST-724M、ST-2504MS、ST-480M、ST-5004M（S500FR/S500FRHのみ）
ロータ使用時のみ（その他ロータはインバランス検知のみ）
遠心中のインバランスを共振点前の低い回転数で検知しお知らせ
する機能です。
大きなインバランスが発生すると、バケットがチャンバと接触し、バケットが外れる事故につながります。大切な検体や試料を失い、フロア型冷却遠心機

遠心機修理にも高額な費用と時間が掛かってしまいます。

冷却あり

KUBOTA はフェイルセーフ機能によって、遠心チューブの破損と時間の損失を防ぎ、快適にご使用いただける遠心機を提供します。

フロア型恒温遠心機
冷却あり

ヒータあり
＊

Universal
design＊通常仕様またはノンフロン仕様をお選びいただけます。
ノンフロン仕様で使用できるロータ・バケットなどのアクセサリ、
回転数・遠心力・処理容量は通常仕様と同じです。

1

Innovation

2ユーザ目線での工夫の数々
ミックス・ローディング

最低視野角

VFD

自発光表示VFD搭載

126°■ 日本オリジナルの技術、VFD（蛍光表示管）を搭載■ 一般的に、ディスプレイの視認性は表示ドット部のコントラスト

2種類のバケットを同時に遠心できるミックス・ローディ
ングを実現させ、さらによくご使用いただく組み合わせ

比で左右されます。VFDでは、表示されているドット部が自発光、を標準化することで、よりお求め易くなりました。

それ以外は消灯しているため、コントラスト比が大きく、離れていてもくっきり見えます。

対応スイングロータ：■ 最低視野角126°と視野角も広く、斜めST-724M、ST-2504MS、
ST-724Mロータ
15mLコニカル管×1650mLコニカル管×8

ST-5004M（S500FR/S500FRHのみ）、ST-480M

ST-2504MSロータ
15mLコニカル管×850mLコニカル管×2からでも表示が見えます。
■ 遠心終了をディスプレイがフラッシュ
してお知らせします。

タコメータポートST-5004Mロータ
15mLコニカル管×1450mLコニカル管×6■ 光 電 子 式 回 転 計を用 い た 回 転 数 測 定 に

ST-480Mロータ
15mLコニカル管×850mLコニカル管×4

対応しており、ユーザが実施する遠心機の法令点検時に役立ちます。

ユーザインターフェース

3 チャネル 5 チャネル
ダイレクトメモリー

ダイレクトメモリー

S500T ダイレクトメモリ5チャンネル。

省電力モード搭載

eco■ S500FR/S500FRHは自動で冷凍機を停止させ、ディスプレイ表示をOFF

S500FR/S500FRH ダイレクトメモリ3チャンネル。

にします。
この時の消費電力は約7Wです。
■ S500Tは自動でディスプレイ表示をOFFにします。
この時の消費電力はSTART/STOP/OPENボ タン も約7Wです。

大きく分かりやすくし、ルーチンの遠心操作はこれらのキーだけでできるようにしました。

S500Tパネル

電動ドアロック

各種設定は十字キーを使って操作。
メニューやエラー表■ ドアロックは新開発の電動ドアロ

示も充実させています。
S500FR/S500FRHパネル

ックを採用■ ドアを軽くおさえるだけでモータが動き、自動でロックされます。

user-oriented

34安全に対する取り組み

New Value

遠心機の国際安全規格 IEC61010-2-020

地球環境に優しい遠心機
ノンフロンモデル■ 遠心中のロータは、大きな運動エネルギーをもっています。
すべてのロータは最大負荷での厳しい耐久テストをクリアしていますが、何らかの理由で遠心中にロータが破壊する可能性はゼロとはいえません。
■ IEC61010-2-020に準拠した遠心機は、万が一ロータが遠心中に破壊しても、使用者の安全

KUBOTA Centrifuges ノンフロンモデル(R1234yf冷媒を採用)
フロン排出抑制法の対象外です。
冷凍機を搭載している機器は、フロン排出抑制法で3カ月ごとにを考えた構造です。

冷凍機の簡易点検を実施し、点検記録を残す必要があります。
■ ノンフロン遠心機は、3カ月ごとの遠心機の冷凍機簡易点検が不要で、ロータの耐用回数・耐用年数

管理者の作業負担を軽減します。
■ R1234yfは廃棄時に発生する冷媒回収業者への依頼、廃棄証明書の発行・■ 遠心機の回転体であるロータやバケットは、
ステンレスやアルミといった金属材料で作られ管理が不要です。そのため、従来の冷媒と比べ経済的です。

ています。
■ 金属の板を何回か曲げたり伸ばしたりすると、ポキッと折れてしまいます。
これがいわゆる金属疲労です。
■ ロータやバケットは高速で回転するために、
この「曲げたり伸ばしたり」を繰り返しており、ある一定回数に到達すると金属疲労によって破断してしまいます。
■ 安全にご使用いただくために、耐用回数・耐用年数に達したロータは交換をお願いしています。

Fガスとはフッ素系温室効果ガス（ﬂuorinated greenhouse gas）を意味しており、KUBOTAノンフロンモデルは、
これらFガスを使用しておりません。
EUでは環境の保護を目的として、Fガスの排出量削減を目的としたFガス規制（EU規制 No.517/2014）が定められております。

どうかご理解とご協力をお願いいたします。

高い品質の商品をお届けするために

R1234yf ＊2

R134a

地球温暖化係数(GWP）

1未満

1,300

オゾン層破壊係数（ODP）

0

0

＊1

＊1 IPCC 第5次評価報告書（AR5）より＊2 自動車のカーエアコンや自動販売機などにも使用されています。

ロボット対応遠心機■ 開発段階でプロトタイプを作り、実際の使用条件にあわせて耐久テストを実施しています。
耐久テストをクリアしたものだけが次のステップに進めます。

作業をデザインする、
新しいソリューション

■ 耐久テスト後、さらにプロトタイプを作り、実際のユーザ様の現場でフィールドテストを実施
しています。終了後にユーザ様からフィードバックをいただき、商品に反映させています。

■ 遠心機を協働ロボットに繋げるだけで■ 出荷前の検査は熟練の技術者が行っています。

ルーチン業務を自動化。

実際に遠心して音や振動を人間が感じるなど、■ 経済性・生産性・安全性を兼ね備えた価値を提案します。

一台一台丁寧に検査しています。

■ 対応機種S700FR/S700TR/S700T/S500FR※詳しくはお問い合わせください。

SafetyNew Value

5

6

ロータスペック

ロータには耐用回数・耐用年数があります。詳しくはお問い合わせください。

このチューブラックは5mL、7mL、10mL採血管と15mLガラス管が使え、便利です。
＊1

＊3

＊2

チューブ形状tube追加1.5mlTube

公称容量×本数

ST-724M ￥104,000

tube-7-1
tube-7-3
tube-7-2
5ml採血管5ml採血管5ml採血管

tube-9tube-18

細い採血管×68

8mlCPT
8mL CPT単核球
分離用採血管×24

10mLガラス管
10ml
×80

10mL採血管/
10ml採血管
10ml採血管
10ml採血管5〜7mL7ml採血管7ml採血管7ml採血管

tube-26
フローサイ
ト

tube-20
tube-8-1
tube-8-2
tube-8-315ml

フローサイトtube-20
tube-8-1
tube-8-2
tube-8-315ml

tube-6-1tube-6-2tube-6-3

tube-10

tube-7-1
tube-7-3
tube-7-2
5ml採血管5ml採血管5ml採血管5〜10mL採血管/
15mL15mlコニカル管 15mL
5〜10mL採血管/7ml採血管5〜10mL採血管/
15mL
15mL
10ml採血管
10ml採血管
7ml採血管7ml採血管
10ml採血管
15mLガラス管×28 15mLガラス管×48 15mLガラス管×48 コニカル管×16 コニカル管×28 コニカル管×28 コニカル管×32

15mLガラス管×68

50mL
ガラス管×4tube-2150mL
ガラス管×850ml

50mL
ガラス管×12

12〜13.7×62〜110

13.5〜15.8×81〜130

12〜13.8×65〜95

15〜17.2×52〜110

最高回転数 rpm

4,800

4,000

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

4,800

4,000

3,500

4,800

3,500

4,000

3,500

4,800

3,500

4,000

最大遠心力 ×g

4,250

3,040

2,290

2,300

2,310

2,080

2,300

4,150

2,970

2,300

4,280

2,300

3,060

2,330

4,150

2,330

2,990

055-6900

055-4740

バケット コードNo.
053-5840

9.5〜11×36〜42055-4800

チューブラック、
アダプタ コードNo.
バケット
053-5820￥73,000（4個セット）ーST-2504MS ¥ 205,000 チューブラック、
アダプタ コードNo.

＊4
BT-03
055-4800￥38,600

Max 4,800rpm
Max 4,300×g

12〜17.2×72〜110

ー

＊4
BT-06
055-0260

BT-02
053-5840￥210,000￥50,400BT-07
055-6900BT-08
055-4740￥77,200￥38,600ーBT-02
053-5840

ー

ー

ー

BT-11
055-4760￥36,700￥38,600
055-1150

ー

ー

ー

ー

ー

ー

055-1190

ー055-1150￥26,400￥18,900￥26,400￥31,500
055-0750

055-0730

055-0770

チューブラック、
アダプタ コードNo.

ー055-4780P￥210,000055-1160

ー

ー

ー

BT-02
053-5840

055-0880P

055-1140ーー＊4￥42,000

055-4760

055-4780

バケット コードNo.
053-5840

ー￥210,000

27〜36.4×85〜11017×121

12〜16.8×72〜110055-0880

055-1190

シーリングキャップ
055-0964￥21,000（4個セット）
バケットは標準付属です。
シーリングキャップは
オプション
（別売）
です。

アダプタ コードNo.
055-0260

バケット コードNo.
053-5840

ー

バケットはオプション
（別売）
です。

Max 3,500rpm
Max 2,380×g

ST-5004M ¥ 306,000

tube-26
フローサイ
ト
フローサイトtube-6-1tube-6-2tube-6-3

1.5/2mL×36 1.5/2mL×72 1.5/2mL×80

チューブ寸法 直径×長さ mm
スイングロータtube-4

2mlTube055-0740（S500FRのみ使用可能）ーバケットとシーリング
キャップは標準付属です。

Max 4,000rpm
Max 3,080×g

ーー

055-0730

＊8

4,800

4,000

3,500

3,500

最大遠心力 ×g

4,250

3,040

2,330

2,330

055-6070

055-1600ーー

055-4780P

バケットはオプション
（別売）
です。

ST-2504MS ￥205,000 チューブラック、
アダプタ コードNo.

＊11

4,800

ー

100ml

tube-14175mlコニカル管
225mlコニカル管

175mL
コニカル管×4

38〜46.5×113〜120

61×118tube-12

tube-13

tube-14175mlコニカル管
225mlコニカル管
200mlコニカル管

175/200/225mL
コニカル管×4

BT62-2
コーニングボトル
BT62-1
ナルジェヌンク250ml遠心ボトル
ナルジェヌンク250ml遠心ボトル

61×118/61×130/61×137

500mL
×4

85×13560〜62×100〜134.4

055-0750

055-0740￥53,500

自立型喀痰
チューブ×4tube-25-1

4,000

4,800

3,500

4,000

3,500

4,800

4,000

4,000

4,800

4,000

2,970

4,250

2,330

3,080

2,380

4,300

3,080

3,080

4,250

3,020

BT-13
055-4770055-4850

ー

ー

BT-14
055-4850￥38,600
055-1610＊5＊6

ー￥38,600ーー

tube-25-3×16

キャップ径φ48以下 キャップ径φ37以下 キャップ径φ48以下 キャップ径φ37以下 キャップ径φ31以下
チューブ径φ35以下 チューブ径φ31以下 チューブ径φ35以下 チューブ径φ31以下 チューブ径φ28以下

4,250

ー

tube-25-2

自立型喀痰チューブ 自立型喀痰チューブ
自立型喀痰チューブ自立型喀痰
自立型喀痰チューブ
チューブ×8
×8
×12

4,800

ー

ー

￥60,000

2,330

055-4850ー＊9500mL tube

250mL
×4

ー

3,500

ー

055-6070P

ー

3,500
2,250

2,290

2,300

055-0430055-0440055-0450ーBT-14
055-4850

BT-11+
055-0430

BT-12+
055-0440

BT-12+
055-0450￥38,600￥38,800￥38,800￥38,800

055-1200055-1210

＊12
ー

ー

ー

ー

ー

ー

＊5

ー

ー

ー

アダプタなしで
使用可

ー

ー

ー

ー

055-1210̲n055-1200055-1170055-1170￥26,400￥26,400￥26,400
055-1620

055-0760￥26,400
055-1180055-0780

055-0800

055-0780＊13（S500FRのみ使用可能）ーバケットとシーリング
キャップは標準付属です。

tube-12

tube-22-2

055-4770￥36,700

055-1170

ST-5004M ￥306,000 チューブラック、
アダプタ コードNo.

Max 4,000rpm
Max 3,080×g

4,000

4,280/4,250 3,060/3,040

055-6070P￥36,700

シーリングキャップ
055-0964￥21,000（4個セット）
バケットは標準付属です。
シーリングキャップは
オプション
（別売）
です。

100ml

100mLガラス管
×438〜46.5×
83〜12017×121/30×117

30×117

最高回転数 rpm

バケット
053-5820￥73,000（4個セット）

tube-22-1

tube-10 tube-11

15mlコニカル管
50mlコニカル管

50mlコニカル管

チューブラック、
アダプタ コードNo.

ー￥46,200

50mL
50mL
15mLコニカル管×16 15mLコニカル管×8 15mLコニカル管×1450mL
コニカル管×4 コニカル管×12 コニカル管×16 50mLコニカル管×8 50mLコニカル管×2 50mLコニカル管×6

チューブ寸法 直径×長さ mm

Max 4,800rpm
Max 4,300×g

ー＊10

公称容量×本数

Max 3,500rpm
Max 2,380×g

ーー055-0770

tube-11

ST-724M ￥104,000ーー￥37,400

チューブ形状スイングロータ

ー

ー

ー

ー

ー
055-0750

055-0760￥40,800＊1 セキスイ社製インセパックⅡ、テルモ社製ベノジェクトⅡ、ニプロ社製ネオチューブ、ベクトン・
ディッキンソン社製バキュテイナ各種5〜7mLの細い採血管が使用できます。
フローサイト用
チューブも使用できます。
＊2 このチューブは、ベクトン・ディッキンソン社製バキュテイナ8mL CPT単核球分離用採血管（公称φ16×125）です。

7055-0760￥50,400ーー
055-1180￥46,200＊3 セキスイ社製インセパックⅡ、テルモ社製ベノジェクトⅡ、ニプロ社製ネオチューブ、ベクトン・
ディッキンソン社製バキュテイナ各種5〜10mLの細い・太い採血管が使用できます。
フローサ
イト用チューブも使用できます。
＊4 コードNo.053-5840バケットを使用する際は、同じロータでコードNo.053-5820バケットを使用することはできません。
コードNo.053-5840バケットは、ガラス製スピッツ管（先細管）は使用できません。

＊5
＊6
＊7

ー
055-0780￥19,300ー

アダプタなしで
使用可

ー

ー

ー

055-0780

055-0800￥19,300￥43,000＊5 ファルコンのコニカル管175mL（カタログNo.352076）が、クッション（カタログNo.352090）を使うことで遠心できます。
＊6 ヌンクのコニカル管200mL（カタログNo.376813）がクッション（カタログNo.377585）を使う
ことで遠心できます。
ファルコンのコニカル管225mL（カタログNo.352075）が、クッション（カタログNo.352090）を使うことで遠心できます。
＊7 200/225mLコニカル管を遠心するときは、シーリングキャップが使用できません。

＊8 ナルジーン、ヘロラボ、
コーニング平底250mLボトルが使用できます。
＊9 500mLボトル（コードNo.K15501C/ポリプロピレン）が使用できます。
＊10 MiXセットは、S500T、S500FRで使用できます。それ以前の機種では使用できません。
＊11 このチューブラック（055-1600）は、コードNo.055-4780×2個、No.055-6070×2個のセット販売です。
＊12 このチューブラック（055-1610）は、コードNo.055-1160×2個、No.055-1170×2個のセット販売です。
＊13 このチューブラック（055-1620）は、コードNo.055-0750×2個、No.055-0760×2個のセット販売です。

8

ロータスペック

tube-26
フローPT-22M

フローサイトtube追加1.5mlTube

公称容量×本数
チューブ寸法 直径×長さ mm
最高回転数 rpm

スイングロータ

最大遠心力 ×g

ST-480M ¥85,000

バケット コードNo.

tube-4

2mlTubetube-8-1
tube-8-2 tube-20サイト

tube-6-2
tube-6-3
tube-6-1

tube-8-3
10ml採血管
10ml採血管 15ml
7ml採血管7ml採血管7ml採血管
10ml採血管5〜10mL採血管/
15mLガラス管×169.5〜11×36〜42

12〜17×65〜107

3,500

3,500

3,500（5,000）

2,220

2,230（4,560）
053-7110

1,880

tube-21

tube-8-315ml
10ml採血管
10ml採血管
7ml採血管7ml採血管7ml採血管
10ml採血管1.5/2mL×48

053-5040

tube-20

tube-8-1
tube-8-2
tube-7-1
tube-7-3
tube-7-2

tube-7-1
tube-7-3
tube-7-2
5ml採血管5ml採血管5ml採血管7〜10mL採血管/ 7〜10mL採血管/ 7〜10mL採血管/
15mLガラス管×4 15mLガラス管×8 15mLガラス管×32
12〜17.2×86〜110053-4930 ＊5

ST-504M ¥94,500

27〜38×100〜110

2,230

2,270

2,270（4,640）

2,270053-7150053-7130＊5

053-7110053-7150BT-20
053-7150BT-19
053-7110¥38,600¥29,100

053-4930BT-50
053-5040¥62,700

053-7080

ー

ー

ー

BT-20
053-7150BT-19
053-7110¥29,100¥68,000ー

055-7400

＊2
＊3

＊2
＊3

ー

ー

2,400

1,080
055-6370
055-6370
BT-41¥8,400（2個セット）

tube-16

ディープウェルプレート

PT-745MS（S500FRのみ使用可能）＊1¥445,000＊2,3

PCRプレート×2
マイクロプレート×12
ディープウェルプレート×4
tube-1586（W）
×128（D）
×90（H）

4,200

055-6380

3,100¥52,500（2個セット）

tube-16

ディープウェルプレート

ー96ウェルプレート
×12枚¥6,700（4個セット）tube-10 tube-11

tube-10 tube-11

15mlコニカル管
50mlコニカル管

アングルロータ

バイオハザード
対策用
シーリングタイプ＊650mL
コニカル管×415mL
コニカル管×850mL
コニカル管×8

チューブ寸法 直径×長さ mm

17×121

17×12130×11717×12130×11717×121/30×117

17×12130×117

最高回転数 rpm

3,500

3,500（5,000）3,500（5,000）

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

2,340

2,370（4,840）2,380（4,860）

2,370

2,380

2,340/2,380

2,370

2,380

053-1590

053-5010

053-5020

15mLコニカル管×815mL50mLコニカル管×4 コニカル管×4053-6040 ＊7

50mL
コニカル管×4

ディープウェルプレート
×4枚

スクエアウェルプレート
×4枚フィルタープレート＋ディープウェルプレート×2枚

PCRプレート×2枚

053-5010new¥30,400

053-5020new¥42,600

053-5020new

BT-60
053-4980¥68,400

RA-508C

アダプタ
コードNo.

チューブ寸法 mm
直径×長さ＊412mL×8（プラスチック）

15.7〜16.4×102〜105

6,000

5,110

8,500

9,370

17×100

6,000

4,990

8,500

9,130

15mLコニカル管×817×121

6,000

5,270

8,500

9,530

¥11,100（2個セット）

50mLコニカル管×830×117

6,000

5,350

8,500

9,690

ー

16.7×129

6,000

5,270

7,780

7,990

©ビバスピン15R×8©ビバスピン20×8

30×117

6,000

5,350

ⓓ アミコンウルトラ-4×8

17.3×124

6,000

5,270

7,540

7,500

¥11,100（2個セット）ⓔ アミコンウルトラ-15×8

29.7×121

5,800

5,000

6,100

4,990

ー

最高回転数 最大遠心力 最高回転数 最大遠心力
rpm
×g
rpm
×g

055-1120¥48,900（8個セット）

12ml

14mL×8＊5055-0550¥21,000（4個セット）

BT-49
14ml Tube

RA-508C
50mLコニカル管×8（S500FRのみ使用可能）¥114,000055-1280

tube-1015mlコニカル管¥325,500

053-0040￥49,400

AT-508C

公称容量×本数

tube-19053-0040
＊4
（特許）

BT-60
053-4980¥252,000

15mlコニカル管
50mlコニカル管

15mL
コニカル管×4

チューブ形状AT-508C
50mLコニカル管×8tube-10 tube-11

15mlコニカル管
50mlコニカル管

15mL
コニカル管×16

053-4970

バケット コードNo.

86（W）
×130（D）
×89（H）

ST-504Mの最高回転数および遠心力は（ ）内の数値です。

tube-10ST-504M ¥94,500ートレイ
055-6380（オプション）￥52,500（2個セット）

15mlコニカル管

Max 3,500rpm
Max 2,380×g

3,100

＊2,3

PCRプレート×2
マイクロプレート×8
ディープウェルプレート×4

BT-36
055-7400

チューブ形状バケット コードNo.

5,000

＊1

¥190,000ー¥17,600

055-7400ー

86（W）
×130（D）
×62（H）

BT-63
50mlx1 Bucket¥17,600

ー

アダプタ
コードNo.

ディープウェルプレート

マイクロプレート

BT-63
50mlx1 Bucket

バケット、アダプタをお選びください。オプション（別売）です。

最大遠心力 ×g

PT-89M

最大遠心力×gtube-16マイクロプレート

053-7080¥6,700ST-480M ¥85,000

BT-17
053-7130¥68,000（4個セット）スイングロータtube-153,500

マイクロプレート¥39,000

BT-36
055-7400

公称容量×本数

PCRプレート×2
マイクロプレート×6
ディープウェルプレート×2

50mL
ガラス管×83,500（5,000）

最高回転数
rpm

＊1

¥382,000

tube-15アダプタ コードNo.

ST-480M・ST-504M 共通

50mL
ガラス管×4最大プレート寸法mm

プレート×枚数＊2

バケット コードNo.

Max 5,000rpm
Max 4,860×g

50ml

3,500

3,500

＊1
Max 3,500rpm
Max 2,380×g

プレート形状

プレート用ロータ

チューブ形状tube-1150mlコニカル管

Max 5,000rpm
Max 4,860×g

ー

ー

ー

ザルトリウス社ーⓑ ビバスピン6×8055-1280055-1280

RA-508C用ロータ蓋（コードNo.028-0595）
ロータ蓋はオプションです

055-1280¥25,500
ーーー¥11,100¥11,100

BT-38
055-1280BT-38
055-1280（2個セット）（2個セット）ロータには耐用回数・耐用年数があります。詳しくはお問い合わせください。
＊1

＊2
＊3
＊4
＊5
＊6
＊7

055-1280¥11,100（2個セット）

053-4970new¥26,400

アダプタ コードNo.

ST-480M・ST-504M 共通ⓐ ビバスピン2×8

ー

ⓑ

ⓒ

BT58

ビバスピン6

BT59

ビバスピン20

ミリポア社

ー¥11,100
BT-38
055-1280（2個セット）BT54ⓓアミコンウルトラ-4

ST-504Mの最高回転数および遠心力は（ ）内の数値です。

キャップ径18mm以下、キャップ下長さ61mm以上の採血管が使用できます。セキスイ社製インセパックⅡ、テルモ社製ベノジェクトⅡ、ニプロ社製ネオチューブ、べクトン・ディッキンソン社製バキュテイナ各種5 〜 10mLの太細/長短の採血管が使用できます。
フローサイト用チューブも使用できます。
キャップ径18mm以下、キャップ下長さ85mm以上の採血管が使用できます。セキスイ社製インセパックⅡ、テルモ社製ベノジェクトⅡ、ニプロ社製ネオチューブ、べクトン・ディッキンソン社製バキュテイナ各種7 〜 10mLの太細/長の採血管が使用できます。
別売りの底ゴム（コードNo.024-0159 ¥1,700・10個セット）が必要です。
シーリングキャップ付バケットです。シーリングキャップとOリング（シリコン製）が付属しています。
底ゴム（コードNo.024-0159）が装着した状態で出荷されます。
MiXセットは、S500T、S500FRで使用できます。それ以前の機種では使用できません。
このバケット（053-6040）は、コードNo.053-1590×2個、No.053-5020×2個のセット販売です。

9

BT57

ⓐ

ビバスピン2BT53ⓔ

アミコンウルトラ-15

ロータには耐用回数・耐用年数があります。詳しくはお問い合わせください。
（注）オートクレーブ可能の回数には制限があります。詳しくはお問い合わせください。
＊1
＊2
＊3
＊4
＊5

遠心前にプレート類の強度をテストしてからご使用ください。下段のプレートがつぶれることがあります。
このトレイは、プレートをバケットから取り出すときに便利です。
トレイはオプション（別売）です。
このチューブは、ナルジーン プラスチックチューブ（カタログNo.3110-0120、3117-0120）です。
このチューブは、
ファルコン チューブ（カタログNo.352006、352018、352059）です。

106,680（15R） 5,990（15R）
7,720（20） 8,000(20）ー055-1280