小型高温チャンバー
ライトスペックオーブン

CAT.NO.93149-N2407

本格的･高精度な環境試験から、実験室や研究室での試験まで手軽にお使いいただけます。
より身近に、より手軽にお使いいただける、デスクトップタイプの小型高温チャンバー。
小型タイプながら温度分布性能±1.5℃（＋200℃において）を実現。
実験室や研究室などで活躍するライトスペックオーブンもご用意しています。

小型高温チャンバー ST−110･120／STH−120

11ライトスペックオーブン LC−114･124

2

シリーズ
器種･型式

温度範囲

温度分布※

内容量

※性能表示は JTM K 05:2000に準拠。

小型高温チャンバー
ST−11015 L（外囲温度＋20）℃〜＋200℃±0.5℃（at ＋100℃）±1.5℃（at ＋200℃）

小型高温チャンバー
ST−12039 L

小型高温チャンバー
STH−120（外囲温度＋20）℃〜＋300℃±1.0℃（at ＋100℃）±1.5℃（at ＋200℃）±2.5℃（at ＋300℃）

28 L

ライトスペックオーブン
LC−114（外囲温度＋20）℃〜＋250℃±2.0℃（at ＋100℃）±4.0℃（at ＋200℃）±6.0℃（at ＋250℃）

90 L

ライトスペックオーブン
LC−124（外囲温度＋20）℃〜＋200℃±2.0℃（at ＋100℃）±4.0℃（at ＋200℃）
165 L

ライトスペックオーブン
LC−224（外囲温度＋20）℃〜＋250℃
ライトスペックオーブン
LC−234

安全に関するご注意● 爆発性物質および可燃性物質、さらにそれらを含有する物質は、槽内に絶対に入れないでください。爆発、火災のおそれがあり、危険です。

● 腐食性物質は槽内に入れないでください。 試料により腐食性物質が発生する場合、特にステンレスや銅の腐食、樹脂･シリコンの劣化により、製品の寿命を著しく低下させることがあります。

● 生物は試料として使用しないでください。
● 製品をお使いになる前に、取扱説明書（ユーザーズマニュアル）を必ずお読み下さい。

3±2.0℃（at ＋100℃）±4.0℃（at ＋200℃）±6.0℃（at ＋250℃）
360 L

特長

小型高温チャンバー

コンパクトだから手元で使えるオーブン 5 器種を用意。
身近に置けるデスクトップサイズ
電源100Ｖで稼働するデスクトップサイズ。
つねに身近で試験経過を観察できます。
※ST-120/STH-120は、電源設備の確認が必要です。

移動と 2 段積みができる専用架台（オプション）
1台分の設置スペースに 2台のチャンバーと記録計･計測器が設置でき、手軽に移動が行えるキャスター付きの専用架台をご用意しています。

乾燥から熱処理までお使いいただけます

専用段積み架台（オプション）設置例

試料から発生する水分やガスを強制排気、スピーディーに乾燥を行い、運転終了後には外気を吸気し試料の冷却を行う強制吸排気機構を備えています。また、ダンパを閉じることで効率的に熱処理が行えます。

試験経過が観察できる大型観測窓（B1タイプ）

器内（ST−110 ）器内（ST−120 ）4

特長

小型高温チャンバー

● パフォーマンスデータ
ST−110B1

250

250

250

20020020 分

150（℃）

（℃）

100

2030

04010時間（min）

2030

ST−120B1：＋26℃

50

STH−120 ：＋23℃

0

器内温度

250

器内温度

250

器内温度

温度下降特性250（℃）

（℃）

（℃）

150
100

50
051分
3060

50

109 分

090 120 150 180

時間（min）

74.5分
3060

STH−120 ：＋23℃

50
090 120 150 180時間（min）

95 分
3060

149 分

90 120 150 180時間（min）

許容発熱量

許容発熱量

500

許容発熱量

許容発熱量

500

（W）200（W）200（W）200

100

100

100000

器内温度（℃）

ダンパ全開（強制吸排気）・ AC100V 1φ 60Hz
（STH−120：50Hz）300

50 100 150 200 250 300

ダンパ全閉

器内試料に加えることのできる電力範囲（許容発熱量）を示します。

400300※上記の測定結果は、一例としてご紹介しています。

・ 外囲温度：100500

器内温度（℃）

・ 無試料

ST−120B1：＋26℃

600

50 100 150 200 250 300

・ AC100V 1φ 50Hz

ST−110B1：＋28℃

600

300

40150

165 分

400

30200

600

400

20時間（min）

300

100

10時間（min）

300

150

・ 外囲温度：ST−110B1：＋28℃

40200

・ 無試料

100300200

・ダンパ全閉150

501033 分（℃）

10050・ AC100V 1φ 50Hz20019.5分

150

測定条件

器内温度300

器内温度

300

器内温度

温度上昇特性

30005STH−120

ST−120B1・ 外囲温度：＋27℃（STH−120：＋23℃）
ダンパ全閉
50 100 150 200 250 300

器内温度（℃）

ダンパ全開（強制吸排気）

特長

小型高温チャンバー

本格的な環境試験まで行える高性能＋200℃において±1.5℃、＋300℃において±2.5℃という優れた温度分布性能を備えています。設定温度への到達も早く、熱処理から環境試験にご活用いただけます。

トラブル時の試料保護機能（付属機能付タイプ）
試料電源制御端子を備え、万一運転中にトラブルや停電が起こっても、試料への通電を切断し、試料を保護します。
風速可変

粉体試料の試験や乾燥にも対応（付属機能付タイプ）
飛散しやすい粉体試料や循環風が試験結果に影響を及ぼす場合、その影響を最小限に抑える風速可変装置をご用意しています。

温度記録も簡単に行えます（付属機能付タイプ）
チャンバー前面に温度検出用端子を備え、温度記録計を接続するだけで簡単にテストエリアの温度記録が行えます。

積算時間計

試料電源制御端子独立温度過昇防止器
温度検出用端子操作部（ST−110B1･ST−120B1･STH−120 ）● 付属機能型式

付属機能

ST−110B1
ST−120B1
STH−120

ST−110B2
ST−120B2

観測窓（STH−120はのぞく）
風速可変装置
温度検出用端子試料電源制御端子
積算時間計
外部警報端子
外部出力端子独立温度過昇防止器なし

夜間や休日にも自動運転
99 時間 59 分まで自由に自動起動･自動停止を設定できるタイマ機能により、夜間や休日の試験に大変便利です。

6仕様
型式

ST−110ST−120方式

STH−120

強制熱風循環･換気方式

運転可能外囲温湿度範囲＋5℃〜＋35℃/75%rhまで

温度範囲（外囲温度＋20 ）℃〜＋200℃

性能※１

温度調節幅※2（外囲温度＋20 ）℃〜＋300℃± 0.3℃

温度分布※2± 0.5℃（at ＋ 100℃）± 1.5℃（at ＋ 200℃）± 1.0℃（at ＋ 100℃）± 1.5℃（at ＋ 200℃）± 2.5℃（at ＋ 300℃）

温度上昇時間外囲温度から＋200℃まで
30 分以内外囲温度から＋300℃まで
60 分以内装備品

分離型計装、換気ダンパ、ケーブル孔（φ25mm 右側面 1個）、通信端子（RS-485 ）、電源ケーブル

内容量
内法（W×H×Dmm）※ 3
外法（W×H×Dmm）※ 3

15L

39L

28L

220×280×250

400×280×350

360×240×330

300×435×540

質量

約 25kg（B1）／約 23kg
（B2 ）

電源電圧※4480×435×640
約 35kg（B1）／約 33kg
（B2 ）

約 34kgAC100V 1φ 50／60Hz

最大電流

9A

13A

ブレーカー容量15A20A※1 性能は外囲温度が＋23℃、無試料の場合における値です。排気ダンパは全閉の状態。B1仕様･STH−120 においては標準風速の状態とします。
※ 2 性能基準はJTM K 05:2000 による。
※ 3 突起部分は含まず。

※4 電源電圧変動：定格値の±10％以内。

寸法図（単位 ： mm）

300
220
157

54025280

157

250410● ST−110● ST−120・STH−120480
400（360）
337

25

410

280（240）157

640
350（330）※（）内は STH−120 の内法です。

※STH−120には観測窓はありません。

7

安全装置

オプション（小型高温チャンバー）●電源用漏電遮断器●

SSR過負荷短絡保護遮断器●

送風機温度スイッチ●

温度ヒューズ●

制御回路短絡保護ヒューズ●

ドアスイッチ

●

上･下限温度警報●

自動温度過昇防止●

温度調節異常警報●

バーンアウト機能（温度調節器に内蔵）

専用段積み架台

記録計  ペーパーレスレコーダー  ポータブルタイプ

2 段積み設置に適したキャスター付架台です。最下部に、記録計などを置くことができます。
サイズ（mm）：
ST-110用─W370×H1322×D640
ST（H）-120用─W550×H1322×D740

タッチパネル付液晶ディスプレイを採用した記録計。槽内温度などの測定データを内部メモリーおよびCFカードに収録します。
表示器：5.6 インチTFTカラーLCD
入力数： 各1点
データセーブ周期：5 秒

熱電対
試料温度などを測定するための熱電対。
※K（JIS C 1602 ）
・ 2m
・ 4m
・ 6m

付属品
●

棚板
（ステンレス鋼線製）

1段●

ケーブル孔用キャップ

1個●

計装接続用ケーブル

19cm×1本●

排気孔用キャップ1個●

コネクターおよびプラグ1組（B2仕様はのぞく）●

電源周波数ステッカー

1枚（B2仕様はのぞく）●

ヒューズ2本

●

電気回路図

1部

●

取扱説明書

1部

●

製品保証書

1部

取扱説明書
ST−110 用

ST−120／STH−120 用

・ 冊子

棚板
標準装備の棚板を追加します。
サイズ（mm）：
ST-110用─W200×H90×D210
ST-120用─W380×H90×D300
STH-120用─W340×H90×D300
耐荷重（等分布）：2kg

試料カゴ

各種報告書･証明書
・試験検査報告書
・試験データ・校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ証明書
・トレーサビリティ体系図

サイズ（mm）：
ST-110用─W180×H40×D200
ST-120用─W360×H40×D300
STH-120用─W320×H40×D300
材質 ：SUS 304 5メッシュ■カスタマイズに対応いたします。詳細はお問い合わせください。

8LC

ライトスペックオーブン
高い温度分布性能を発揮
器内の熱風をスムーズに撹拌するシロッコ
ファンによる熱風循環式オーブンです。

シンプルキーによる簡単操作
キー入力で簡単に温度設定ができるのをはじめ、上限温度警報機能を備えるなど、使いやすさと安全性を高めています。

LC−114、124● パフォーマンスデータ
LC−114

LC−124

71 分

200

50 分

200150

300
250

34 分

200150LC−234

器内温度

250

器内温度300250

器内温度300

250

器内温度

温度上昇特性300

150150（℃）100（℃）100（℃）1005050505020406008020時間（min）

406008020時間（min）

4060080

器内温度

250

器内温度

300

250

器内温度

300

250

器内温度

温度下降特性300（℃）100（℃）100（℃）100（℃）100500104 分
306090120 150500

測定条件

時間（min）

・ AC100V 60Hz
・ 無試料
・ 外囲温度：＋28℃※上記の測定結果は、一例としてご紹介しています。

101 分
306090時間（min）

120 150

50080

150

150

15060200

20020040時間（min）

250150

20時間（min）

300

200

51 分

200（℃）10009LC−224120 分306090120 150

500時間（min）

・ AC200V 60Hz
・ 無試料
・ 外囲温度：＋28℃

154 分
3060

90 120 150時間（min）

仕様
型式

LC−114

LC−124

調温方式

LC−224LC−234

熱風循環式

運転可能外囲温度範囲＋5℃〜＋35℃

性能※１（外囲温度＋20 ）℃〜＋250℃

温度範囲（外囲温度＋20 ）℃〜＋200℃

温度変動幅（外囲温度＋20 ）℃〜＋250℃±1.0℃± 2.0℃（at＋ 100℃）± 4.0℃（at＋ 200℃）± 6.0℃（at＋ 250℃）

温度分布± 2.0℃（at＋ 100℃）± 4.0℃（at＋ 200℃）± 6.0℃（at＋ 250℃）± 2.0℃（at＋ 100℃）± 4.0℃（at＋ 200℃）

内槽材料

ステンレス鋼板（SUS304 CP種、2B研磨仕上）
シーズドヒーター

加熱器

1000W

1300W

送風機

2000W

電動機直結方式、シロッコファン

装備品

観測窓

強化ガラス 3 枚（W200×H350mm）—

内径 φ25mm（左側面 1個）

内径 φ50mm（左側面 1個）

ケーブル孔
電源ケーブル

約 2m、3Pプラグ付

容積

約 2m、先端未加工

90L

165L

360L

内法
（W×H×Dmm）※ 2

450 × 450 × 450

450 × 820 × 450

600 × 1000 × 600

外法（W×H×Dmm）※ 2

600 × 875 × 590

600 × 1250 × 590

750 × 1430 × 740

60kg

82kg

質量
電源電圧※ 3AC100V 1φ 50／60Hz

100kg
AC200V 1φ 50／60Hz

最大電流

11A

14A

10.5A

ブレーカー容量15A

20A15A

※1 外囲温度が＋23℃における無試料時の場合。性能表示はJTM K 05:2000 に準拠。
※ 2 突起部分は含まず。

※ 3 電源電圧変動：定格値の±10％以内。

温度指示調節器

安全装置

運転モード

プログラム運転、定値運転プログラム記憶容量

最大 6 ステップ※●

電源用漏電遮断器●

SSR過負荷短絡保護遮断器●

温度ヒューズ●上限温度警報装置

設定指示範囲

温度：0 〜＋260℃（LC−114･224･234 ）0 〜＋210℃（LC−124 ）時間： 1分〜 99 時間 59 分（ 1分単位）
100 時間〜 999 時間（ 1時間単位）●

ウォッチドグタイマー●

バーンアウト検出回路●

温度過昇防止器（独立タイプ）●

送風機用温度スイッチ

設定指示分解能

温度：1℃
時間： 1分〜 99 時間 59 分（ 1分単位）
100 時間〜 999 時間（ 1時間単位）入力

K熱電対（JIS C 1602 ）

制御動作

PID制御

付属機能

入力バーンアウト検出機能
上限温度警報機能
自己診断機能（ウォッチドグタイマー）
警報表示機能停電保護機能タイマー機能（自動起動･自動停止）※パターン 1、2、3（各 2 ステップ）を連続的に設定することにより可能。

付属品
棚板（ステンレス鋼線製）		 LC−114		 LC−124･224･234

2枚3枚

棚受
（ステンレス鋼板SUS304 製）		 LC−114		 LC−124･224･234

2組3組

●

●

ケーブル孔キャップ		 LC−114･124･224		 LC−234●

φ25ケーブル孔用 1個
φ50 ケーブル孔用 1個●

ユーザーズマニュアル

1式

●

製品保証書

1部

※ケーブル孔（左右側面･背面･天井面）の追加装備、棚板･棚受、キャスター（ 4 個）をオプションでご用意しています。

10https://www.espec.co.jp/

本社

530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6● エスペック製品や技術に関するお問い合わせはカスタマーサポートデスク

Tel: 06-6358-4753
営業･アフターサービス拠点
仙台
宇 都 宮
つ く ば高崎東京
西 東 京
神 奈 川厚木静岡
名 古 屋
金沢滋
賀大
阪兵庫
広島
福岡

Tel : 022-218-1891
Tel : 028-667-8734
Tel : 029-854-7805
Tel : 027-370-3541
Tel : 03-6402-3592
Tel : 042-501-2571
Tel : 044-740-8450
Tel : 0463-94-9433
Tel : 054-654-6570
Tel : 052-777-2551
Tel : 076-268-1891
Tel : 077-551-2275
Tel : 072-834-1323
Tel : 078-950-1771
Tel : 082-832-8065
Tel : 092-471-0932

Fax : 022-218-1894
Fax : 028-667-8738
Fax : 029-854-7785
Fax : 027-370-3542
Fax : 03-6402-3593
Fax : 042-501-2573
Fax : 044-797-0073
Fax : 0463-94-6542
Fax : 054-654-6571
Fax : 052-777-2575
Fax : 076-268-1893
Fax : 077-551-2276
Fax : 072-834-7755
Fax : 078-950-1772
Fax : 082-832-8068
Fax : 092-474-3500

受託試験に関するお問い合わせは宇 都 宮神 奈 川豊田刈谷神戸

Tel : 028-667-8735
Tel : 044-740-8456
Tel : 0565-25-3364
Tel : 0566-62-8380
Tel : 078-951-0961

Fax : 028-667-8733
Fax : 044-797-0073
Fax : 0565-25-3365
Fax : 0566-62-8385
Fax : 078-951-0964

レンタルに関するお問い合わせは
Tel : 06-6358-4746 Fax : 06-6358-4764
海外関連会社ESPEC NORTH AMERICA, INC.
Tel : 1-616-896-6100 Fax : 1-616-896-6150
ESPEC EUROPE GmbHTel : 49-211-361850-0
ESPEC ENVIRONMENTAL CHAMBERS
SALES AND ENGINEERING LTD. STI. (Turkey)
Tel : 90-212-438-1841 Fax : 90-212-438-1871
ESPEC ENVIRONMENTAL EQUIPMENT (SHANGHAI) CO., LTD.
Head Office
Tel : 86-21-51036677 Fax : 86-21-63372237
BEIJING Branch
Tel : 86-10-64627025 Fax : 86-10-64627036
GUANGZHOU Branch
Tel : 86-20-83317826 Fax : 86-20-83317825
SHENZHEN Branch
Tel : 86-755-83674422 Fax : 86-755-83674228
SUZHOU Branch
Tel : 86-512-68028890 Fax : 86-512-68028860
TIANJIN Branch
Tel : 86-22-26210366 Fax : 86-22-26282186
XI’AN Branch
Tel : 86-29-88312908 Fax : 86-29-88455957
CHENGDU Branch
Tel : 86-28-88457756 Fax : 86-28-88457756
WUXI Branch
Tel : 86-510-82735036 Fax : 86-510-82735039ESPEC TEST TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.
Tel : 86-21-68798008 Fax : 86-21-68798088
ESPEC ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.
Tel : 66-3-810-9353
Fax : 66-3-810-9356
ESPEC ENGINEERING VIETNAM CO., LTD.
Tel : 84-24-73007486

ISO 9001（JIS Q 9001）審査登録

エスペックは日本規格協会ソリューションズ（株）より国
際規格 ISO 9001:2015（JIS Q 9001:2015）に基づく品質マネジメントシステムに審査登録しています。
エスペック株式会社（国内関連会社、海外関連会社はのぞく）

JIS Q 9001
JSAQ 004

MSCM001

ISO 27001（JIS Q 27001）
審査登録
エスペック株式会社（国内関連会社、海外関連会社はのぞく）
JIS Q 27001
JSAI 165

ISO 14001（JIS Q 14001）
審査登録

エスペック株式会社（海外関連会社はのぞく）

MSCM021

EC99J20460051● 製品の改良・改善のため、仕様および外観、その他を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

T07B06C00（記載内容は2024 年 7月現在のものです。）● 本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。