小型超低温恒温器

ミニサブゼロ
MC−712･ MC−812

CAT.NO.14140-Y2201

超低温域（－75℃／－85℃）から高温域（＋100℃／＋180℃）の幅広い温度範囲を実現
環境試験器の性能･信頼性･耐久性をコンパクトに凝縮した、小型超低温恒温器ミニサブゼロ。
遠隔監視や操作も可能になりました。
ヒーター付複層ガラスで、霜付を防止する観測窓は約 36％サイズ拡大し、視認性アップを実現しました。

地球温暖化に対するエスペックの取り組み
低GWP冷媒を使用した製品をご提供します。
（地球温暖化係数が従来より64％低い
R-449Aを使用）

64%削減
R-404A

GWP

3920

R-449A

GWP

1397［出典］R-404AのGWP：フロン排出抑制法ポータルサイト 2018年度報告用。 R-449AのGWP：IPCC第4次評価報告書（AR4）
ご要望の際は「R-449A対応製品」とご指定ください。

MC-8121

特長
幅広い温度範囲－75℃～＋100℃／－85℃～＋180℃の２器種をご用意。温度特性試験から、低温保存試験など、様々な目的にご利用いただけます。

遠隔監視/コントロールが行える（Ethernet接続）
独自のWebアプリケーションを搭載しており、 標準装備のEthernetポート（LANポート）に接 続 することで、Webブラウ
ザー画面から装置を操作できます。特別なソフトウェアをインストールする必要はありません。
試験器と離れた場所にいながら、運転したいプログラム運転パターンを選び、試験器の運転を開始※することができます。

計装部／USBメモリーポート

E-mail 通知

Ethernet※電源OFF（ブレーカーON）の状態でも可能。
また、電源をOFFにすることもできます。

サンプリングデータの活用
サンプリングデータ（温度設定値･測定値）を、USBメモリーで取り出したり、直接記録することができます。PCを使用せず、装置間でプログラムパターンをコピーすることもでき、データを有効に活用することができます。

PC

イントラネット（社内 LAN）
メールサーバーミニサブゼロ

携帯電話
スマートフォン

槽内

プログラムパターンのコピーとPC 編集（USBメモリーは付属していません。）

コピー

プログラムパターンの編集、グラフ表示試験器に登録されているプログラムパターンを、Webブラウザー上で編集したり、サンプリングデータをグラフ表示することができます。
オフライン時でも、PC用アプリケーション
ソフトウェア「パターンマネージャーLite※」
で、PCでのプログラムパターン編集やグラフ表示、CSV出力が可能です。

※Test Navi製品会員専用サイトからダウンロードすることができます。
（P.4 参照）

編集● Webブラウザー画面
プログラムパターン編集

無線 LAN による接続例

グラフ表示

Wi-Fi ルーター
（オプション）PC
Ethernet
ミニサブゼロスマートフォン

タブレットコントローラー（オプション）内蔵ワイヤレスダイレクトによる接続例
ワイヤレスダイレクト2

コントローラー

クイックアクセス

クイックアクセス機能でより便利に★ボタンには、頻繁に利用する画面へのショートカットや、よく利用する定値運転やプログラム運転の操作などを登録しておくことで、より使いやすく便利になります。

タッチペンで快適操作（イメージ）● インフォメーション

インフォメーション機能
給水タンクが満水になった時など装置の情報を、アイコンでお知らせします。
また、任意の項目で、期間設定することも可能です。

プログラム運転 12ステップ
プログラム運転で1パターン（12ステップ）、定値運転で 3 パターンの試験を登録することができます。

N計装
運転モード

定値運転、プログラム運転、リモート運転、停止

運転設定･ 定値設定
設定可能数 : 3パターン
設定範囲と分解能		 温度 ： MC-712 ：−80.0℃〜＋110.0℃、0.1℃単位			
MC-812 ：− 90.0℃〜＋190.0℃、0.1℃単位･ プログラム設定
設定可能数 : 8パターン（99ステップ）
設定範囲と分解能		 温度 ： MC-712 ：−80.0℃〜＋110.0℃、0.1℃単位			
MC-812 ：− 90.0℃〜＋190.0℃、0.1℃単位		 時間 ： 0 時間 1分〜 9999 時間 59 分、1分単位

言語

日本語、英語外部メモリー機能

インターフェース : USB2.0 規格準拠（コネクター Aタイプ）
対応機能 : サンプリング設定／書き込み
プログラムパターン書き込み／読み出し
バックトレース書き込み
アドオン／システム更新ネットワーク機能3

インターフェース : Ethernet ポート（100baseTX)
Webアプリケーション：
モニター機能、設定機能、運転操作機能、データ収録機能、管理設定･メンテナンス設定機能、Ｅメール通知機能
対応ブラウザー : Windows Internet Explorer11

規格試験のプログラムパターンをダウンロード
環境試験に関するさまざまな規格試験を、エスペックの信頼性試験情報サイト「TestNavi」でご紹介しています。
各規格試験のプログラムパターンをダウンロードし、試験器にコピーしたり、「パター※ンマネージャーLite 」で編集が可能です。
※パターンマネージャーLitePC専用のアプリケーションソフトウェアです。
Test Navi製品会員専用サイトからダウンロードすることができます。
P.4 をご覧ください。

安心
E-mail通知
警報発生時、PCや携帯電話のE-mailアドレスへ警報内容を送信します。また、プログラム運転の終了も、E-mail送信ができます。

E-mail 通知

Ethernet※E-mail送信ができるイントラネット環境が必要です。

エスペックオンラインサポート
試験器の異常を検知し、適切な対処方法をご連絡するエスペックオンラインサポー
ト。試験器の警報がエスペックへE-mail送信され、添付されるバックトレース情報（警報発生前後の装置動作データ）を基に解析し、試験器復旧をサポートいたします。

PC

イントラネット（社内 LAN）
メール
サーバー

ミニサブゼロ

携帯電話
スマートフォン

異常発生！
プログラムパターンのコピーとPC
編集※エスペックオンラインサポートの契約が必要です。

契約期間単位：1年間

コピー

オンラインサポート 概要ページ
http://www.espec.co.jp/support/online_index.html

オンラインサポート 説明動画
http://www.espec.co.jp/support/online_video.html

保守契約サービス
年一回の機器確認サービスの実施や、不具合時に点検、修理などを行います。
契約期間の費用負担がない安心プランと、部品費用をご負担いただくお気軽プランをご用意しています。

国際規格対応安全規格の機械安全（ISO 12100）、低電圧（IEC 60204-1）、RoHS指令に対応しています。

カスタマーサポートデスク

警報内容の解析編集

お客様

エスペックからご連絡●2
無線LAN による接続例
つの保守契約サービス

安心プラン

Wi-Fi ルーター
（オプション）

製造後10年まで対応

技術料
Ethernet

ミニサブゼロ

諸経費PC
スマートフォン

部品代

タブレットコントローラー（オプション）

異常発生！

お気軽プラン
内蔵ワイヤレスダイレクトによる接続例
技術料
製造後ワイヤレスダイレクト（オプション）
15年まで対応

諸経費

部品代
部品交換が発生した際の部品代のみご負担。

カスタマーサポートデスク

警報内容の解析

Test Navi

ミニサブゼロエスペックが長年培った環境試験のノウハウを安心プラン（http://www.test-navi.com/jp/index.html）
はじめ、環境試験や信頼性試験の基礎的な内容から最新の情報までを提供するサイトです。

PC

製品会員専用サイト

製造後環境試験規格一覧
10年まで対応

お客様
パターンマネージャーLite対応
試験条件プログラムパターンダウンロード

技術料

タブレットコントローラー（オプション）・ パターンマネージャーLiteのダウンロード
・ 環境試験規格の検索

諸経費
・ 環境試験規格一覧から、エスペックからご連絡プログラムパターンをダウンロード

部品代

4

仕様
型式MC−712

電源MC−812AC 200V 3φ 3W 50/60Hz（電源電圧変動±10％）

最大電流

12A

14A

調温方式

平衡調温方式（BTCシステム）

運転可能外囲温度範囲

0℃〜＋40℃

温度範囲

性能※１

−75℃〜＋100℃−85℃〜＋180℃

温度変動

±0.5℃

±0.5℃
（−85℃〜＋100℃）±1.0℃（＋100.1℃〜＋180℃）

温度勾配

4.0℃

4.0℃
（−85℃〜＋100℃）
8.0℃（＋100.1℃〜＋180℃）

空間温度偏差4.0℃

4.0℃（−85℃〜＋100℃）
8.0℃（＋100.1℃〜＋180℃）

温度変化速度（−57.5℃↔＋82.5℃）
上昇 7.0℃/分
下降 1.7℃/分（−58.5℃↔＋153.5℃）
上昇 5.5℃/分 下降 2.2℃/分

温度極値到達時※2

上昇 ＋20℃→＋100℃まで 20 分
下降 ＋20℃→−70℃まで 60 分

上昇 ＋20℃→＋180℃まで 30 分
下降 ＋20℃→−80℃まで 70 分

加熱器

ニクロムストリップワイヤーヒーター（ 1kW）

冷却器

プレートフィンクーラー

冷凍方式

機械式二元冷凍方式（空冷式凝縮器）

冷凍機

全密閉型圧縮機（R-404A･R-508A）

冷媒

高温側：R-404A〔R-449Aに変更可〕 低温側：R-508A

膨張機構

キャピラリーチューブ方式

装備品

観測窓（有効視野：W107×H120mm、霜付防止ヒーター付）、ケーブル孔（左側面φ50mm 1個）、Ethernetポート（LANポート）、USBメモリーポート、電源ケーブル（器外約3m）、排水チューブ（器外1.5m）、試料電源制御端子

内法（mm）

W400×H400×D400

外法（mm）

W900×H1200×D610（突起物は含まず）

容積64 L

質量165 kg

※1 温度槽はJIS C60068-3-5：2006､JTM K07：2007 に基づき､外囲温度が+23℃､相対湿度 65％rh、定格電圧､無試料の場合※2 電源周波数により変化するため、到達時間の精度は最大＋10％以内とする。

付属品

安全装置

●

棚板（ステンレス製）耐荷重 5kg

2枚

●

棚受
（高さ 50mmピッチ）

2組●

ケーブル孔ゴム栓（φ50 ㎜）

1個

●

室内灯		

1個

ガラス管ヒューズ		●

AC250V 3A
AC250V 5A

1本
2本

温度ヒューズ		

1本

●

タッチペン
（計装用）

1本

●

取扱説明書
（CD）		

1式

保証書

1部

●

●

低GWP冷媒 R-449A

電源用漏電遮断器（AC200V、220V仕様のみ）●

配線用遮断器（AC380V仕様のみ）●●

システム異常●制御回路短絡保護ガラス管ヒューズ●

室温補償バーンアウト検出回路●

乾球温度バーンアウト検出回路●

送風機温度スイッチ●

温度ヒューズ●

冷凍機過負荷継電器●

SSR過負荷短絡保護遮断器●逆転防止リレー●

圧縮機温度スイッチ

冷凍機自動遅延回路（温度調節器に内蔵）●

温度上･下限絶対警報機能（温度調節器に内蔵）●

5

ご要望の際は、「R-449A対応製品」とご指定ください。

●

温度過昇防止器●

温度上限偏差警報機能●

試料電源制御端子●

配電室扉スイッチ

オプション
電源電圧●●AC220V 3φ 3W 60Hz
AC380V 3φ 4W 50Hz

電源ケーブル
標準（3m）より長いケーブルが必要な場合。
5m10m
●
●

※AC380V異電圧仕様は除く

PC通信機能記録計（ディジタル）標準装備のEthernetポートとは別に、パソコンとの 接 続 用通信ポートのコネクターを追加装備します。装置の運転モード設定、変更およびモニタリングが行えます。

−100℃〜＋100℃−100℃〜＋200℃
入力数：温度 6点
（打点式）
●
●

※プログラムは提供しておりません。

インターフェース：RS-485 ※（Dサブ 9ピン 2 個）
RS-232C（Dサブ 9ピン1個）
GPIB※
取付位置： 背面上部●●●

ケーブル孔（キャップ、ゴム栓付）
試料への通電などのための配線孔。取付位置、サイズ変更および追加装備が可能です。
標準装備：左側面φ50mm
取付位置：左側面、天面φ25mm
φ50mm
φ100mm●※１台のパソコンに最大 16台の装置を接続可。
パソコンと接続して装置の運転管理が行えます。

通信ケーブル●●RS−485
GPIB

記録計用配線
5m／10m／30m2m／4m●●

ケーブル孔ゴム栓
ケーブル孔に栓をするためのゴムです。

温度記録計を追加装備する場 合、電源線、温度センサーおよびアース線を装備します。

記録計 ペーパーレス
タッチパネル付き液晶ディスプレイの記録計。槽内温度など各部の温度を記録します。
データセーブ周期 ：5 秒
表示部 ：5.7インチTFTカラーLCD
内部メモリー ： フラッシュメモリー 8MB
外部メモリー ： CFカード（256MB 1枚付属）		
USBメモリーポート
入力数 ： 温度 1点（5点OFF 設定変更可能）

温度測定用センサー
試料温度などを測定するための熱電対。
（球付 JIS C 1602:1995）
2m4m6m●●●

外部警報端子
安全装置動作時、異常発生を遠隔地へ知らせるための接点信号端子です。

非常停止スイッチ
機器の運転を緊急停止するスイッチ。
※AC380V異電圧仕様は除く

φ50mm用

棚板･棚受

キャスター

試料等を設置する棚板。
（本体付属品と同等）

装置の移動が必要な場合に装備します。

安全に関するご注意● 爆発性物質および可燃性物質、さらにそれらを含有する物質は、試験槽内に絶対に入れないでください。また、これらの物質を装置付近に放置しないでください。爆発、火災のおそれがあり、危険です。

● 腐食性物質は槽内に入れないでください。
試料から腐食性物質が発生する場合、特にステンレスや銅の腐食、樹脂やシリコンの劣化により、製品の寿命を著しく低下させることがあります。

● 生物、許容発熱量をこえるものは試料として使用しないでください。

棚板● 製品をお使いになる前に、取扱説明書を必ずお読みください。

6https://www.espec.co.jp/

本社

530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6● エスペック製品や技術に関するお問い合わせは

カスタマーサポートデスク

Tel: 06-6358-4753
営業･アフターサービス拠点
仙台
宇 都 宮
つ く ば
高崎
東京
西 東 京
神 奈 川厚木静岡
名 古 屋
金沢滋
賀大阪
兵庫
広島
福岡

Tel : 022-218-1891
Tel : 028-667-8734
Tel : 029-854-7805
Tel : 027-370-3541
Tel : 03-6402-3592
Tel : 042-501-2571
Tel : 044-740-8450
Tel : 0463-94-9433
Tel : 054-654-6570
Tel : 052-777-2551
Tel : 076-268-1891
Tel : 077-551-2275
Tel : 072-834-1323
Tel : 078-950-1771
Tel : 082-832-8065
Tel : 092-471-0932

Fax : 022-218-1894
Fax : 028-667-8738
Fax : 029-854-7785
Fax : 027-370-3542
Fax : 03-6402-3593
Fax : 042-501-2573
Fax : 044-797-0073
Fax : 0463-94-6542
Fax : 054-654-6571
Fax : 052-777-2575
Fax : 076-268-1893
Fax : 077-551-2276
Fax : 072-834-7755
Fax : 078-950-1772
Fax : 082-832-8068
Fax : 092-474-3500

受託試験に関するお問い合わせは宇 都 宮豊田刈谷神戸Tel : 028-667-8735
Tel : 0565-25-3364
Tel : 0566-62-8380
Tel : 078-951-0961

Fax : 028-667-8733
Fax : 0565-25-3365
Fax : 0566-62-8385
Fax : 078-951-0964

レンタルに関するお問い合わせは
Tel : 06-6358-4746 Fax : 06-6358-4764
海外関連会社ESPEC NORTH AMERICA, INC.
Tel : 1-616-896-6100 Fax : 1-616-896-6150
ESPEC EUROPE GmbHTel : 49-211-361850-0
ESPEC ENVIRONMENTAL CHAMBERS
SALES AND ENGINEERING LTD. STI. (Turkey)
Tel : 90-212-438-1841 Fax : 90-212-438-1871
ESPEC ENVIRONMENTAL EQUIPMENT (SHANGHAI) CO., LTD.
Head Office
Tel : 86-21-51036677 Fax : 86-21-63372237
BEIJING Branch
Tel : 86-10-64627025 Fax : 86-10-64627036
GUANGZHOU Branch
Tel : 86-20-83317826 Fax : 86-20-83317825
SHENZHEN Branch
Tel : 86-755-83674422 Fax : 86-755-83674228
SUZHOU Branch
Tel : 86-512-68028890 Fax : 86-512-68028860
TIANJIN Branch
Tel : 86-22-26210366 Fax : 86-22-26282186
XI’AN Branch
Tel : 86-29-88312908 Fax : 86-29-88455957
CHENGDU Branch
Tel : 86-28-88457756 Fax : 86-28-88474456
WUXI Branch
Tel : 86-510-82735036 Fax : 86-510-82735039
ESPEC TEST TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.
Tel : 86-21-68798008 Fax : 86-21-68798088
ESPEC ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.
Tel : 66-3-810-9353
Fax : 66-3-810-9356
ESPEC ENGINEERING VIETNAM CO., LTD.
Tel : 84-24-22208811 Fax : 84-24-22208822

ISO 9001（JIS Q 9001）審査登録

エスペックは日本規格協会ソリューションズ（株）より国
際規格 ISO 9001:2015（JIS Q 9001:2015）に基づく品質マネジメントシステムに審査登録しています。
エスペック株式会社（国内関連会社、海外関連会社はのぞく）

JIS Q 9001
JSAQ 004

MSCM001

ISO 27001（JIS Q 27001）
審査登録
エスペック株式会社（国内関連会社、海外関連会社はのぞく）
JIS Q 27001
JSAI 165

ISO 14001（JIS Q 14001）
審査登録

エスペック株式会社（海外関連会社はのぞく）

MSCM021●製品の改良・改善のため、仕様および外観、その他を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

TS3B04C03（記載内容は2022 年2月現在のものです。）●本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。