HCTS2000 MK2Triagem e identificação rápida de amostras!
OVO
NA solução ideal para triagem a granel em gavetas• Um conceito adequado para triagem de qualquer tipo de amostra• Identificação automática de amostras para triagem• Configuração simples. Tecnologia fácil de utilizar• Operação simples. Flexibilidade nas regras de triagem• Compatível com todos os tipos de tubos atualmente disponíveis

Otimização do processo de triagem

HCTS2000 MK2

O MK2 no pré-analíticoOpcionais / accessórios

••
•
•
•

Cada amostra para triagem é identificada automaticamente; não é necessário triagem manual
As amostras são separadas em grupos e imediatamente processadas na área analítica
Amostras com problemas são separadas (sem código de barras ou códigos de barras ilegíveis, etc.)
A confiabilidade no processo é aumentada e o tempo de recepção das amostras é reduzidoOpções para expandir a variedade de funcionalidades garantem um conceito completo e flexível

Módulos extensores
Muitos laboratórios precisam ter mais de sete compartimentos
para triagem. Cada módulo extensor permite adicionar mais cinco
compartimentos para triagem. Além disso, até três módulos extensores
podem ser conectados à unidade base, o que permite aumentaro número de compartimentos para 12, 17 ou 22.

Princípio de funcionamento
O HCTS2000 MK2 (High Speed Closed Tube Sorter) é a solução ideal para
uso na área de triagem de amostras de laboratórios clínicos.
O equipamento estrutura e otimiza o fluxo de trabalho.
O dispositivo classifica a granel todos os tipos de tubos do mercado (vejaos dados técnicos) e os agrupa para permitir o processamento rápido.
A identificação de cada amostra é feita automaticamente.

Otimização do proceso
O uso do HCTS2000 MK2 na triagem de amostras, garante que nenhum erro será cometido enquanto sãoseparados os tubos de amostra para as áreas individuais de análise no laboratório. Amostras não chegarão mais,inadvertidamente, em departamentos errados e buscas trabalhosas para encontrar a amostra não serão mais
necessárias. Em outras palavras, amostras com problemas, por exemplo, sem código de barras ou com códigosde barras que não podem ser lidos, simplesmente não serão levadas para a área analítica. O HCTS2000 MK2
pode ser usado como uma solução autônoma com regras de triagem criadas pelo operador ou, se houver uma
conexão LIS, pode-se realizar a triagem de acordo com os exames a serem feitos. A frequência de erros seráreduzida e aumentada a confiabilidade do processo.

Fácil manuseio
A conexão de módulos extensores não afeta de forma alguma a velocidade de triagem. No dispositivo base, osnovos compartimentos podem ser utilizados imediatamente nas lógicas de classificação, que pode ser editado
livremente pelo operador.
A conexão ao LIS abre novas opções de triagem para o operador. Os compartimentos de destino adicionais sãooperados na mesma forma como no equipamento original; uma opção é utilizar os módulos extensores com
caixas removíveis (veja abaixo).

Instalação de módulos extensores
O módulo extensor é instalado ao lado do módulo base. O processo de transferência de tubos para o módulo
extensor é totalmente sincronizado com o controle feito pelo módulo base. Para se conectar um ou mais módulos
extensores no HCTS2000 MK2, basta instalar o kit de conexão antes da primeira utilização.

Identificação dos tubos através de câmera
Operação simples
A operação do HCTS2000 MK2 é simples e intuitiva, sendo controlada
através de uma tela touchscreen, a qual é usada para iniciar o trabalho
após as amostras serem colocadas no compartimento de entrada.
A triagem é interrompida quando uma das gavetas de saída estiver cheia.
Estas gavetas podem ser esvaziadas a qualquer momento.

Funcionalidades
Todos os padrões atualmente disponíveis, marcas e tamanhos de tubosde amostras (ver detalhes técnicos), são classificados com velocidadede até 2.000 tubos por hora. Os tubos são identificados e classificados
utilizando códigos de barras. No modelo padrão, os compartimentos
de destino estão bloqueados durante o processo de triagem. Pararemover os tubos classificados do compartimento, um recipiente plástico
é colocado abaixo da porta de abertura e em seguida a mesma é aberta.
O processo é mais simples se o recipiente plástico for conectado na frente
do compartimento alvo. Isto permite que a tampa permaneça aberta e orecipiente externo receba os tubos classificados imediatamente.

Com esta opção, é possível utilizar a cor das tampas dos tubos deamostras como um critério de triagem adicional. O sistema pode distinguir
entre até 20 diferentes cores de tampas.
A geometria dos tubos também é identificada. Esta combinação permite
que o sistema determine o tipo de tubo exato. Se o código de barrastambém fornecer informações sobre o tipo de preparação dos tubos, épossível fazer uma verificação de plausibilidade do tipo de tubo
e sortear utilizando esse critério. No caso de qualquer discrepância, ostubos são colocados no compartimento de amostras com problemas.

Gavetas removíveis
Uma opção é equipar o dispositivo com gavetas removíveis
ao invés de compartimentos travados com trancas. Isto aumenta afacilidade de utilizar enquanto a triagem está sendo feita. Depois decoletados, os tubos estão visíveis na gaveta. As gavetas contendo
amostras sorteadas podem ser removidas a qualquer momento.
Sensores garantem que o equipamento pare quando uma gaveta
é removida ou está completamente cheia. Quando a gaveta vazia
for recolocada, o equipamento reiniciará o processo sem que ooperador precise acionar qualquer comando.

Especificações técnicas e instalaçãoOpcionais / acessórios
Sinal luminoso
O sinal luminoso do equipamento acende quando uma das gavetas de tubos está cheia ou o dispositivo sofre uma
parada. Isso significa que o operador pode ver quando uma intervenção é necessária, mesmo à distância, e nãoperderá tempo. A tela touchscreen apresenta notificações detalhadas.

Leitor de código de barras 2D
O HCTS2000 MK2 é equipado de fábrica com leitor de código de barras
1D, mas é possível instalar um leitor de código de barras de alta densidade
1D ou um leitor de código de barras 2D quando existem diferentes
requisitos a serem transmitidos. Exemplo: quantidade de dados
transmitidos através do código de barras.

Especificações técnicas
HCTS2000 MK2744-6025

Este documento pode conter informações sobre os produtos que podem não estar disponíveis em determinados países

Modificações técnicas reservadas

Triagem
Performance

HCTS2000 Módulo Extensor

Critérios para triagem Códigos de barras lineares com até
30 dígitos
Interface (LIS) do tipo Query com
até 25 regras

Tubos primários

Cilíndrico, qualquer fabricanteComprimento 76 mm - 120 mm
Diâmetro 8 mm - 10 mm

Leitor de códigos de barras 2D (opcional)
Identificação da cor da tampa (opcional)

QuantidadeNo máximo três módulos extensores

Dez lógicas de classificação,livremente editáveisMódulo de controle

HCTS2000 módulo base

Alimentação

Fonte de alimentação 110 - 230 V,50 - 60 Hz

Dimensões

865 mm x 1.060 mm x 820 mm (L x A x P)

Peso35 kgComprimento 76 mm - 120 mm
Diâmetro 8 mm - 10 mm
EntradaRecipiente em forma de funil com
capacidade para até 500 tubos

Saída

Sete compartimentos alvos, cada um com
capacidade para até 200 tubos
Processador e tela touchscreen
integrados. Programa para computador paraedição das regras de triagem

Alimentação

110 - 230V, 50 - 60 HzInterface

Conexão LIS, protocolo baseado em ASCIIInterface padrão RS 232C com
9600 baud rate
Interface Ethernet, RJ45 (opcional)

Dimensões1.520 mm x 1.210 mm x 830 mm (L x A x P)

Peso

160 kgSARSTEDT LTDA.
Alameda Ásia, 144
Polo Empresarial Tamboré
CEP 06543-312
Santana do Parnaiba - SP
Fone 55 11 4152-2233
Fax 55 11 4152-3198
info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com

1.500 - 2.000 tubos por hora,dependente do módulo baseCompartimentos alvos Cinco compartimentos alvos, cada um
com capacidade para até 200 tubos

Manuseio de amostras
Tubos primários
Cilíndrico, qualquer fabricanteGeralOperação

Velocidade
Até 2.000 tubos por horaMais

https:/informações

e vídeos/www.sarste

dt.com Leia o QR-C/produokte/lab de ou aces
seorauto
mation/klinis
ches-labor/bulk-loader/