Version 7.12

GloMax® 20/20 Luminometer
操作マニュアル（カタログ番号 E5311）

本プロトコールは、2022 年９月以降に購入頂いた機器向けに作成しております。
詳細は、オペレーションマニュアル TM276 (英語版)をご覧ください。

Sept.,2022
Version 7.12
1

Version 7.12

目次
目次

2

GloMax 20/20 Luminometer の外観

3

GloMax 20/20 Luminometer 設置マニュアル

4

GloMax 20/20 ルミノメーターの設置

4

プリンターの設置

4

PC への接続

4

GloMax 20/20 Luminometer 操作マニュアル

5

GloMax 20/20 ルミノメーターとプリンターの準備

5

インジェクターを使わない Dual-Luciferase Reporter Assay

6A. パラメーターの設定

6

B. 測定

7

2 本のインジェクターを使った Dual-Luciferase® Reporter Assay

9A. パラメーターの設定

9

B. オートインジェクターの準備

10

C. 測定11

D. オートインジェクターの洗浄

1113

その他
ホーム画面の説明

13

Kinetics Mode15

Lid Start

16

Fluorescent Modules

17

測定結果の PC への出力

18

パソコンと Glomax の接続と準備

18

パソコンでの測定結果の表示をさせる方法

19

お問い合わせ先

20

2

Version 7.12

GloMax 20/20 Luminometer の外観

電源スイッチ
電源コネクタUSB ポート
シリアルポートフタ※アウトプット用チューブ※インプット用チューブ
チップホルダーラッチ※※試薬チューブホルダー
チップホルダー※サンプルチュー
ブホルダー

タッチパネルE5311 は、※印の付いたパーツが含まれておりません。

3Version 7.12

GloMax 20/20 Luminometer
設置マニュアル
GloMax 20/20 ルミノメーターの設置
1. 電源ケーブルのコンセントはユニバーサル対応になっているので、4 種類のコンセントタイプから日本対応のコンセントを電源ケーブルに取り付けます。
2. 電源ケーブルを GloMax 20/20 ルミノメーターとコンセントに挿し込みます。
3. フタを開け、サンプルチューブホルダーをセットします。
※サンプルチューブホルダーをセットしない場合、35mm シャーレの測定ができます。

プリンターの設置 （オプション） *２０２１年３月以降は販売しておりません。
1.

プリンターの排紙口に差し込まれている印字されたペーパーを抜き取ります(挿し込まれているだけなので切り取る必要はありません)。

2.

2 本からなる電源ケーブルを連結し、プリンターとコンセントに挿し込みます。

3.

プリンターの電源(プリンター本体に正対した時に左横にある)を入れます(｜印は ON、○印は OFF)。

4.

プリンターペーパーを開封し、下図のように挿入口にプリンターペーパーの先端を挿し込みます(プリンターペーパーの先端の角を切り落とし、三角にすると挿し込みやすくなります)。少し挿し込むと自動的にローディングされます。

5.

プリンター本体の背面のシリアルコネクタ(9 ピン)にプリンターケーブル(灰色)を挿し込みます。

6.

プリンターケーブルの他方を GloMax 20/20 ルミノメーター本体に接続します。

PC への接続
PC への接続については、18 ページをご覧ください。

4Version 7.12

GloMax 20/20 Luminometer
操作マニュアル
GloMax 20/20 ルミノメーターとプリンター（オプション）の準備
1. GloMax 20/20 ルミノメーター本体の背面にあるメインスイッチを ON にして、ホーム画面を表示します。
このホーム画面には、HOME キー(画面左下の家のマーク)を押すことで、どの状態からでも戻れます。
Sample ID
SAMPLE-001

Parameters
DEFAULT0
SampleID

RLUs1

?

Tools

MEASURE LUMINESCENCE
00

RLUs2

Ratio

Protocols

InjFunc

ホーム画面
2. 【プリンター】 プリンターの電源を ON にします。”ON LINE”のランプが緑に点灯していることを確認します。”OFF LINE”ランプが赤に点灯している場合には、オンラインスイッチで”ON LINE”に切り替えます。
GloMax 20/20 ルミノメーターの測定結果をプリンターに出力するためには、”ON LINE”にしてください。
一方、紙送り(ペーパーフィード)する時は、”OFF LINE”にする必要があります。
【PC】 Spreadsheet Interface Software (SIS)を起動し、”Start”を選択して、Excel を起動する。”5Version 7.12

インジェクターを使用しない Dual-Luciferase Reporter Assay
A

パラメーターの設定
1.

下段中央の【Protocols】を選択します。
Parameters
DEFAULT

Sample ID
SAMPLE-001

MEASURE LUMINESCENCE

0
SampleID

RLUs1

?

2.

Tools

0RatioInj
Func

Protocols

上段左の【Run Promega Protocol】を選択します。

?

3.

0
RLUs2

Run
Promega
ProtocolCreate New
ProtocolRun UserProtocolDefault
ProtocolTools

Protocols

Inj
Func

“DLR-0-INJ”を選択します。
DEFAULTSTEADY-GLO

ENLITEN

BETA-GLOCELLTITER

LUC-0-INJ?

Tools

Protocols

BRIGHT-GLO
DLR-0INJ

Inj
Func

4. Integration1 (測定時間)の設定画面が表示されます。変更する場合には、【Integration1】を選択し、【↑】【↓】で増減させます。設定範囲は 0～10sec です。この設定を保存しておきたい場合には、【Save As】を選択します。保存しない場合、【OK】を選択し、ステップ 6 へ進んでください。

10sec

Integration 1

Save As

OK?

Tools

Protocols

10sec

Integration 1

CancelInj
Func

DLR-0-INJ
DLR1M

Save As

OK?

Tools

Protocols

CancelDLR-0-INJ
DLR1M

InjFunc

6Version 7.12
5. 『Save As』の場合、”Enter Protocol Name”にお好みのプロトコール名を入力し、【Save】を選択します。
このプロトコールは、【Protocols】→【Run User Protocol】から呼び出すことができます。【OK】を選択し、測定画面(ホーム画面)に戻ります。
Enter Protocol Name: ABC
12345690ABC

DEFGHIJKL

M

NO

P

Q

RSTW

X

Y

Z.

-Save

7U

10sec

Integration 1

8

Save AsOK

CancelVDEL?

Cancel

Tools

ABC
DLR1M

Inj
Func

Protocols

6. ホーム画面で、①サンプルネーム(Sample ID)の変更、②測定パラメーター(Parameter)の確認ができます。13 ページにてご紹介します。
Parameters
ABC

Sample ID
SAMPLE-001

0SampleID

RLUs1?

Tools

MEASURE LUMINESCENCE
00

RLUs2

Ratio

Protocols

Inj
Func測定1.

サンプルとホタルルシフェラーゼ発光試薬”Luciferase Assay Reagent II”を 1.5ml 遠心チューブ内で混合し、サンプルチューブホルダーにセットします。

※GloMax 20/20n のフタにロック機構はございませんので、測定中はフタを開けないでください。
2.

【MEASURE LUMINESCENCE】 を選択して、測定を開始します。
Sample ID
SAMPLE-001

Parameters
ABC

0SampleID

RLUs1

MEASURE LUMINESCENCE
00

RLUs2

Ratio

Sample ID
SAMPLE-001

Parameters
ABC

0SampleID

RLUs1

MEASURE LUMINESCENCE
00

RLUs2

Ratio

MEASUREMENT IN PROGRESS, DO NOT OPEN LID?

Tools

Protocols

InjFunc

TOUCH SCREEN TO ABORT

画面に触れると測定を中止します。

7Version 7.12
3.

下図の画面で一旦停止しますので、手でフタを開け、1.5ml 遠心チューブを取り出します。ウミシイタ
ケルシフェラーゼ発光試薬”Stop & Glo Reagent”を加え、【OK】を選択して測定を開始します。
Sample ID
SAMPLE-001

The 20/20n has finished measuring
the firefly luciferase signal (RLU 1),
please add the Renilla substrate
and touch OK to start measuring
Renilla luciferase signal (RLU 2).

Parameters
ABC0SampleID

RLUs1

MEASURE LUMINESCENCE
00RLUs2

Ratio

MEASUREMENT IN PROGRESS, DO NOT OPEN LID

OKCancel
TOUCH SCREEN TO ABORT

画面に触れると測定を中止します。
4.

結果が表示されます。
画面上には最大 20 個のサンプルの結果が表示されます。21 個目のサンプルを測定したときは、1個目のサンプルの結果が消去されます。

Parameters
ABC

Sample ID
SAMPLE-002

240

MEASURE LUMINESCENCE
144

1.6690SampleID

RLUs1

RLUs2

Ratio

Sample-001

240

144

1.6690?

Tools

Protocols

Inj
Func

8Version 7.12

2 本のインジェクターを使用した Dual-Luciferase® Reporter Assay＊２０１９年１２月以降に販売された装置には、インジェクターは装備されておりません。
A. パラメーターの設定
1.

下段中央の【Protocols】を選択します。
Sample ID
SAMPLE-001

Parameters
DEFAULT

MEASURE LUMINESCENCE

0
SampleID

RLUs1?

2.

Protocols

Inj
Func

Run
Promega
ProtocolCreate New
ProtocolRun UserProtocolDefault
ProtocolToolsProtocols

Inj
Func

『DLR-2-INJ』を選択します。
DEFAULTSTEADY-GLO

ENLITEN

BETA-GLOCELLTITER

LUC-0-INJ

DLR-0INJ

DLR-1INJ

DLR-2INJ?

4.

0Ratio

上段左の【Run Promega Protocol】を選択します。

?

3.

Tools

0
RLUs2

Tools

Protocols

BRIGHT-GLO
DLR-0INJ

Inj
Func

Injector Volume ／Delay After Injector ／ Integration の設定画面が現れます。変更する
場合には、6 ページのステップ 4 と同じく各項目を選択し、【↑】【↓】で増減させます。設定範囲は、
Injector Volume は 0～300µl、Delay After Injector は 0～1,000sec、Integration では 0～10sec、、になります。
Injector 1 Volume100ul

Delay After Injector 12sec

Integration 110sec

Injector 1 Volume100ul

Delay After Injector 22sec

Integration 110sec

Save As

OK?

Tools

Protocols

CancelInj
Func

DLR-2-INJDLR2AInjector 1 Volume100
ul

Injector 1 Volume100ul

Delay After Injector 12sec

Delay After Injector 22sec

Integration 110sec

Integration 110sec

Save As

OK?

Tools

Protocols

CancelDLR-2-INJ
DLR2A

Inj
Func

9Version 7.12
5.

『Save As』の場合、”Enter Protocol Name”にお好みのプロトコール名を入力し、【Save】を選択します。このプロトコールは、【Protocols】→【Run User Protocol】から呼び出すことができます。【OK】
を選択し、測定画面(ホーム画面)に戻ります。
Enter Protocol Name: ABC
1234567890A

BC

DEF

GH

IJKL

M

NO

P

Q

RSTUVXYZ.

-W
Save

10sec

Integration 1

Save AsOKDEL?

CancelTools

Protocols

Cancel

ABC
DLR1M

Inj
Func

7. ホーム画面で、①サンプルネーム(Sample ID)の変更、②測定パラメーター(Parameter)の確認ができます。13 ページにてご紹介します。

Parameters
ABC

Sample ID
SAMPLE-001

MEASURE LUMINESCENCE

0
SampleID

RLUs1?

Tools

00

RLUs2

Ratio

Inj
Func

Protocols

B. オートインジェクターの準備1) 試薬チューブホルダーに調製した試薬が入ったボトルをセットします。ポンプ①が Luciferase Assay
Reagent II、ポンプ②が Stop & Glo Reagent になります。
2) 各ボトルにインプット用チューブを差し込みます。チューブフックを利用するとチューブが固定しやすくなります。
3) サンプルホルダーを除き、代わりに廃液ボトルを置きます。各インジェクターにおいて 1ml の試薬を利用しますので、1.5ml チューブでは溢れてしまいますので、必ず廃液ボトルを利用してください。
4) ふたを閉めます。
5) 下段の『Inj Func』を選択します。
Sample ID
SAMPLE-001

Parameters
DEFAULT0
SampleID

RLUs1

?

Tools

MEASURE LUMINESCENCE
00

RLUs2

Ratio

Protocols

InjFunc10Version 7.12
6) 『Prime Both Injectors』を選択します。
PrimeInjector 1

PrimeBothInjectors

PrimeInjector 2

FlushInjector 1

Flush
BothInjectors

Flush
Injector 2?

Tools

Protocols

Inj
Func

7) 再度、廃液ボトルがセットされていることを確認して、『OK』を選択します。Prime で排出された試薬を再度利用するときには、1.5ml チューブを廃液ボトルとして使用し、片側ずつ Prime します。

Please position an empty container
under tip(s).

Priming Injectors 1,2.
Please wait for completion.

CancelOK8) ホームキーを押して、ホーム画面に戻ります。
Prime
BothInjectors

Prime
Injector 1

Sample ID
SAMPLE-001

Prime
Injector 20
SampleID

Flush
Injector 1?

Flush
Both
Injectors

Tools

Protocols

Parameters
DEFAULTRLUs1

MEASURE LUMINESCENCE
00

RLUs2

Ratio

Flush
Injector 2?

Inj
Func

Tools

Protocols

Inj
FuncC. 測定1) 細胞ライセートが入った 1.5ml チューブをセットします。
2) 【MEASURE LUMINESCENCE】 を選択して、測定を開始します。
※GloMax 20/20 ルミノメーターのフタにロック機構はございません。測定中はフタを開けないでください。

Sample ID
SAMPLE-001

Parameters
ABC0SampleID

RLUs1

MEASURE LUMINESCENCE
00

RLUs2

Ratio

Sample ID
SAMPLE-001

Parameters
ABC0SampleID

RLUs1

MEASURE LUMINESCENCE
00

RLUs2

Ratio

MEASUREMENT IN PROGRESS, DO NOT OPEN LID?

Tools

Protocols

Inj
Func

TOUCH SCREEN TO ABORT

画面上には最大 20 個のサンプルの結果が表示されます。21 個目のサンプルを測定したときは、1 個目のサンプルの結果が消去されます。
11Version 7.12
D. オートインジェクターの洗浄
D.W. → 70%エタノール → D.W.の順で洗浄します。
1) 適当な容器に D.W を準備して、試薬チューブホルダーに立てます。インプット用チューブを差し込みます。
2) 中央の検出器 の上に廃液ボトルを置きます。各インジェクターにおいて 3ml の D.W を利用します
ので、1.5ml チューブでは溢れてしまいます。必ず廃液ボトルを利用してください。
3) 下段の『Inj Func』を選択します。
Parameters
DEFAULT

Sample ID
SAMPLE-001

MEASURE LUMINESCENCE

0SampleID

RLUs1?

Tools

00

RLUs2

Ratio

Protocols

InjFunc

4) 『Flush Both Injectors』を選択します。
Prime
Injector 1

Prime
BothInjectors

Prime
Injector 2

FlushInjector 1

FlushBothInjectors

FlushInjector 2?

Protocols

Tools

InjFunc

5) 再度、廃液ボトルを確認して『OK』を選択します。

3ml of wash solution from eachinjector will be flushed out, please
position a waste container undertip(s).

OKCancel6) 適当な容器に 70%エタノールを準備して、D.W の代わりに試薬チューブホルダーに立てます。インプット用チューブを差し込みます。
7) 『Flush Both Injectors』を選択します。汚れがひどい場合には、Flush の後、このまま 30 分程度放置してください。
8) 適当な容器に D.W.を準備して、70%エタノールの代わりに試薬チューブホルダーに立てます。イン
プット用チューブを差し込みます。
9) 『Flush Both Injectors』を選択します。廃液ボトルから廃液を捨ててください。
10) インプット用チューブを D.W.のボトルから抜いて、『Flush Both Injectors』を選択します。
12

Version 7.12
11)ホームキーを押して、ホーム画面に戻ります。

その他
ホーム画面の説明
Parameters
DEFAULT①②Sample ID
SAMPLE-001

0SampleID

RLUs1? ⑥④ ⑤Tools③MEASURE LUMINESCENCE
00

RLUs2Ratio⑦Protocols

InjFunc⑧⑨① Sample ID ： サンプル名の変更ができます。
基本設定では、表示のサンプル名は SAMPLE-001、SAMPLE-002、SAMPLE-003・・・と順にカウントアップします。【Sample ID】を選択することにより、次に測定するサンプル名を変更することができます(10 文字まで)。しかし、名前を変更したサンプルの次のサンプルではカウントアップに戻ります。
② Parameter ： 測定条件の確認および変更ができます。
変更後の測定条件は【Save As】により保存し、【Run User Protocol】で呼び出せます。
③ MEASURE LUMINESCENCE ： 測定を開始します。
④ HOME ： ホーム画面(電源オンにした時の画面)に戻ります。
⑤ ? ： このルミノメーターの使用方法についての注意事項などを確認できます。
⑥ Tools ： GloMax 20/20 ルミノメーターの調整および設定をします。

Settings?

Tools

Diagnostics

Protocols

InjFunc【Settings】：

次ページへ

Contrast?

Tools

Lid Startis OFF

ResetProtocols

Inj
Func

【Contrast】

こちらのボタンは使用しません。

【Reset】

本体を再起動します。

【Lid Start is OFF】

“ON”にすると、フタを閉めると同時に測定を開始します。
詳細は 16 ページを参照ください。
13

Version 7.12
【Diagnostics】 ：Touch Screen
Calibration?

DeviceConfiguration

Protocols

Tools

Inj
Func

【Touch Screen Calibration】

タッチパネルの認知部位の補正をします。

【Device Configuration】

ファームウエアのバージョンを確認できます。

⑦ Protocols ： プロトコールの呼び出し、作成などに使います。

?

Run
Promega
ProtocolCreate New
ProtocolRun UserProtocol

Default
ProtocolTools

Protocols

InjFunc【Run Promega Protocol】 ：Promega 製品に最適のプロトコールがプレインストールされています。
【Default Protocol】 ：delay time 2 秒、integration time 1 秒のプロトコールを呼び出します。
【Run User Protocol】 ：下図のように、いつもご利用になるプロトコールを呼び出すことができます。
Promega

06-Feb-07

SuzukiShow
Parameters

?

Tools

Protocols10
sec

Integration 1

Promega

06-Jul-07

DeleteParameters

Show
Parameters

?

Inj
Func

Kinetics

OFFFrequency

1/1
sec

Total number ofmeasurements

10

Sample ID
SAMPLE-001Save As

CancelTools

Protocols

Parameters
06-Jul-07

0SampleIDOK

SuzukiRLUs1

DeleteParameters

Inj
Func

MEASURE LUMINESCENCE
00

RLUs2

Ratio

06-Jul-07
Standard?

Tools

Protocols

Inj
Func?

Tools

Protocols

Inj
Func

14

Version 7.12
【Create New Protocol】 ： お好みのプロトコールをデザインすることができます。
1) 使用するインジェクターを選択すると、選択に応じて、パラメーターの設定画面に移行します。
Please select the number of
injectors for this protocol.

インジェクター搭載機の場合
Non?

1
sec

Integration 1

Save As

OK?

Tools

Kinetics

OFFFrequency

1/1
sec

Total number ofmeasurements

10

CancelProtocols

New_PROTStandardInj.1

Tools

BothInj.

Inj.2

Inj
Func

Protocols

Injector 1 Volume100ul

Kinetics

OFFDelay After Injector 12sec

Frequency

1/1secIntegration 11sec

Total number ofmeasurement

10

Save AsOK?

Inj
Func

Tools

Protocols

CancelInjector 1 Volume100
ul

Injector 1 Volume100
ul

Delay After Injector 12sec

Delay After Injector 22sec

Integration 11sec

Integration 21sec

NEW_PROT

Save As

OKStandard?

Inj
Func

Tools

Protocols

CancelNEW_PROTStandard

InjFunc2) パラメーターを設定し、『OK』で測定画面に進むか、『Save As』でこのプロトコールを保存する。
Kinetics Mode については、引き続き、説明をご覧ください。

Kinetics Mode
Kinetics Mode は、経時的な発光量の変化を測定するために利用します。
このルミノメーターでは、下記以外のすべてのプロトコールで Kinetics Mode を選択することができます。
・【Run Promega Protocol】内の”DLR-0-INJ”、 ”DLR-1-INJ”、 ”DLR-2-INJ”

・【Create New Protocol】内の”Both Inj.”で作成したプロトコール

10sec

Integration 1

Save As

OK?

Tools

Protocols

Kinetics

OFF

Kinetics

ON

Frequency

1/1
sec

Frequency

1/1
sec

Total number ofmeasurements

OFF

Total number ofmeasurements

10

CancelInjFunc

06-Jul-07
Standard

10sec

Integration 1

Save As

OKCancel

06-Jul-07
Standard?

Tools

Protocols

InjFunc

Kinetics を”ON”にすることにより、”Frequency”と”Total number of measurement”を設定することができます。

15

Version 7.12
【Frequency】
10/1 sec, 5/1 sec, 1/1 sec, 1/10sec, 1/60 sec の 5 種類から選択します。
X/Y sec と表示され、Y 秒あたりに X 回の測定をすることを表しています。
【Total number of measurement】
何回の測定をするのかを設定します (2～1000)： Frequency 10/1 sec, Total number of measurement 1,000 の場合

例①

1 秒間あたり 10 回のペースで、合計 1,000 回の設定のため、0.1 秒間隔で 100 秒間(1 分 40 秒)の測定を行ないます。
： Frequency 1/60 sec, Total number of measurement 10 の場合

例②

60 秒あたりに 1 回のペースで、合計 10 回の設定のため、1 分間隔で 10 分間の測定を行ないます。
注意 ： Kinetics Mode の測定結果は、本体のタッチパネルに表示されません。プリンターまたは Spread
Interface Software により接続した PC にのみ表示されます。

Lid Start
タッチパネル上の”MEASUREMENT LUMINESCENCE”を押さなくても、フタの開閉のみで自動的に測定を開始する設定になります。
【注意】 タッチパネルに 10 分間触らないと、GloMax 20/20 はスリープモードになり、表示が消えます。
Lid Start では、タッチパネル操作が不要なため、スリープモードにならないようにご注意ください。

Contrast?

Sample ID
SAMPLE-001

SampleID

Tools

Parameters
DEFAULTRLUs1?

Tools

Lid Start
is OFFResetProtocols?

InjFunc

MEASURE LUMINESCENCE

RLUs2

ProtocolsRatio

Inj
Func

Sample ID
SAMPLE-001

SampleIDTools?

Protocols

Parameters
DEFAULT

RLUs1

Tools

Lid Start
is ON

ResetContrast

Inj
Func

MEASURE LUMINESCENCE
Lid Start ON

RLUs2

Protocols

Ratio

Inj
Func

16

Version 7.12

Fluorescent Modules
GloMax 20/20 ルミノメーターでは、Fluorescent Module の装着により蛍光光度計としてご利用いただくことができます。詳細についてはプロメガ株式会社 テクニカルサービス部までお問い合わせください。

Fluorescent Module - Blue: 励起波長 465～485 nm, 蛍光波長 515～575 nm
Fluorescent Module – UV : 励起波長 365～395 nm, 蛍光波長 440～470 nm

17Version 7.12

測定結果の PC への出力必要なデバイス
PC ： Windows XP、Windows7（32bit）、 USB ポートが搭載していること。
Microsoft Office Excel 2003、2007、2010(測定結果の表示に Excel が必須になります)

パソコンと Glomax の接続と準備
1． パソコンの USB ポートに GloMax の付属品の USB ケーブルを接続します。
2． コントロールパネルを開きます。
3． デバイスマネージャを開きます。
4． デバイスツリーでポート(COM と LPT)をクリックしてください。USB SerialPort（COM**）と出ている部分の（COM＊＊）をメモ等にお控えください。

注 1：この COM＊＊はパソコンの USB ポート毎に＊＊の部分の数字が変わってしまいますので、なるべく GloMax 用で使用する USB ポートの位置は固定にしておいてください（テプラなどで GloMax 用とわかるようにしておくと便利です）
注２：もし、ポート（COM と LPT）の表示がなく、ほかのデバイス等でびっくりマークが出でいる様でしたら、プロメガにご連絡ください。
5． GloMax のソフトウェアを下記よりダウンロードしてください。
Spreadsheet Interface Software（GLOMAX SIS）というソフトウェアです。

https://www.promega.jp/resources/software-firmware/glomax-systems/glomax-20-20luminometer/

18

Version 7.12

6． ダウンロードが完了しましたら、パソコンにインストールしてください。特に細かな設定は必要ありませんので、画面にポップアップする項目を OK やインストールで進めてください。
7． Glomax の背面に USB ケーブルを接続し、電源を入れます。

パソコンでの測定結果の表示をさせる方法
1.

Spreadsheet Interface Software（GLOMAX SIS）を起動します。

2.

“Select COM Port”をクリックして、デバイスマネージャにて確認した Port 番号（COM＊＊）を選択して、OKをクリックします。

3.

Start をクリックします。Status のところの COM と MS EXCEL の□に緑色のランプがつきます。そして、自動で Excel が起動します。

4.

GloMax 20/20 ルミノメーター本体で測定すると、Excel に結果が表示されます。

19

Version 7.12

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

プロメガ株式会社
TEL：03-3669-7980

E-Mail : prometec@jp.promega.com

20