机型: M6SXU
弹簧夹持式端子连接型超薄形变换器 M6S 系列

通用信号变换器
(PC编程型)
主要的功能与特长●使用无螺丝的弹簧夹持式端子●以通用信号 (电流、电压、热电偶、热电阻、电位器输入)为输入的宽度仅5.9mm的超薄形变换器
●可安装在深度120mm的端子盘内
●PC编程型●可进行高密度安装●备有电源显示灯、状态显示灯
5.9

T8: S（输入范围 -50～+1760℃、-58～+3200°F）
TN: N（输入范围 -270～+1300℃、-454～+2372°F）
T0: 上述以外（请指定电动势表）◆热电阻输入R1: JPt 100（JIS '89）（输入范围 -200～+500℃、-328～+932°F）
R3: Pt 100（JIS '89）（输入范围 -200～+650℃、-328～+1202°F）
R4: Pt 100（JIS '97、IEC）（输入范围 -200～+850℃、-328～+1562°F）

R5: Pt 50Ω（JIS '81）（输入范围 -200～+649℃、-328～+1200°F）

R7: Pt 1000（输入范围 -200～+850℃、-328～+1562°F）
R9: Cu 10（25℃）（输入范围 -50～+250℃、-58～+482°F）
R0: 上述以外（请指定电阻表）◆电位器输入M1: 总电阻值100～5000Ω
(输入类型与范围可通过组态软件进行设定。切换输入类型与范围时，除了用PC设定之外，还需设定DIP开关。)

②输出信号
94

0: 无指定（出厂时设定为 4～20mA DC）◆电流输出Z1: 输出范围 0～20mA DC◆电压输出V2: 输出范围 -10～+10V DC
V3: 输出范围 -5～+5V DC(输出类型与范围可通过组态软件进行设定。切换输出类型与范围时，除了用PC设定之外，还需设定DIP开关。)

102（mm）

机型: M6SXU－①②－③④③供电电源
订货时的指定事项◆交流电源
M2: 100～240V AC (允许电压范围 90～264V AC、47～66Hz)◆直流电源
R: 24V DC (允许电压范围 24V±10%、纹波系数 10%p-p以下)

・机型代码: M6SXU－①②－③④①～④在下列代码中选择。
（例如: M6SXU－Z1Z1－M2/Q）
没有指定输入与输出代码时为M6SXU－00－□。
・输入范围（例如: 4～20mA DC）
・输出范围（例如: 4～20mA DC）
・选配规格（例如: /C01）

④附加代码
◆选配规格
未填写：无选配规格/Q：选配规格（请从选配规格之项另行选择）①输入信号
0: 无指定（出厂时设定为4～20mA DC）◆电流输入Z1: 输入范围 0～50mA DC (输入电阻 17Ω)◆电压输入S1: 输入范围 -1000～+1000mV DC (输入电阻 1MΩ以上)
S2: 输入范围 -10～+10V DC (输入电阻 1MΩ以上)◆热电偶输入T1: （PR）（输入范围 0～1760℃、32～3200°F）
T2: K（CA）（输入范围 -270～+1370℃、-454～+2498°F）
T3: E（CRC）（输入范围 -270～+1000℃、-454～+1832°F）
T4: J（IC）（输入范围 -210～+1200℃、-346～+2192°F）
T5: T（CC）（输入范围 -270～+400℃、-454～+752°F）
T6: B（RH）（输入范围 100～1820℃、212～3308°F）
T7: R（输入范围 -50～+1760℃、-58～+3200°F）

选配规格◆涂层（详细内容请参照公司网页）/C01: 硅涂层/C02: 聚氨酯涂层相关产品・组态软件（机型: M6CFG）可从本公司的网站下载组态软件。
将本产品连接到电脑时，需要专用的连接电缆线。所需专用电缆线的型号请参照本公司网站的下载网站或组态软件
的使用说明书。
注）此软件的运作状况是在日文版与英文版OS上确认的。

M6SXU规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7995 Rev.9 Page 1/5机型: M6SXU
机器规格连接方式・输入・输出: 弹簧夹持式端子连接・供电电源: 弹簧夹持式端子连接或由底座（机型: M6SBS）供电
注: 交流电源不能由底座供电。
适用电缆线: 0.2～2.5mm2、露线长度为8mm
机壳材质: 黑色耐燃性树脂隔离: 输入－输出－电源间输出范围: -2～+102% (通过PC设定)
零点调整范围: -2～+2% (通过PC设定)
量程调整范围: 98～102%（通过PC设定）熔断报警（热电偶、热电阻、电位器输入时）: 可设定上限报警（标准）、下限报警、无报警线性化电路（热电偶、热电阻输入时）: 标准装备
冷端补偿 (热电偶输入时): 内置冷端传感器电源显示灯: 绿色LED、电源供电时亮灯状态显示灯: 橙色LED、用LED的闪烁状态显示变换器的工作状态
设定: 通过PC设定
设定可能项目・输入类型・输入范围・输出类型
・输出范围
・零点及量程的调整・线性补偿的设定・客户指定的电阻表 (最多101点、输入输出的可设定范围均为-2%～+102%)・客户TC表、RTD表的设定（最多300点、TC: -1000～+1000mV DC、RTD: 0～20kΩ）
・熔断报警的设定（上限、下限、无报警）・其它PC设定的具体方法请参照组态软件的使用说明书。
设定器接口: ø 2.5、小型插孔、RS-232-C

・S1: 0～100mV DC
・S2: 1～5V DC■热电偶输入输入电阻: 1MΩ以上熔断报警检测电流: 3μA以下
最小量程: 20℃（36°F）无指定时，出厂时的设定值如下。
・T1: PR 0～1600℃
・T2: K 0～1000℃
・T3: E 0～500℃
・T4: J 0～500℃
・T5: T 0～300℃
・T6: B 500～1600℃
・T7: R 500～1600℃
・T8: S 0～1600℃
・TN: N 0～1000℃■热电阻输入允许导线电阻: 每条导线在10Ω以下输入检测电流: 1.0mA以下
最小量程: 20℃（36°F）
输入可能电阻值0～500Ω (输入信号代码: 1、3、4、5、9)
0～5kΩ (输入信号代码: 7)
没有指定输入范围时，出厂时设定为100℃。
■电位器输入输入检测电流: 1.0mA以下
可设定的范围（输入范围: 最小量程）
0～100Ω: 10Ω
0～300Ω : 30Ω
0～600Ω : 60Ω
0～1200Ω: 120Ω
0～2500Ω : 250Ω
0～5000Ω : 500Ω
无指定时，出厂时的设定值为0～1200Ω。

输出规格
输入规格
■电流输入
输入电阻: 内置输入电阻器
输入范围: 0～50mA DC
最小量程: 2mA
输入零点电流: 输入范围的任意点无指定时，出厂时的设定值为4～20mA DC。
■电压输入
输入范围
・S1: -1000～+1000mV DC
・S2: -10～+10V DC
最小量程・S1: 100mV・S2: 1V
输入零点电压: 输入范围的任意点无指定时，出厂时的设定值如下。

■电流输出 (可设定的范围)输出范围: 0～20mA DC满足精度范围: 0～20.4mA DC(因不能输出未满0mA的电流，所以输出范围有时有可能达不到-2%)
最小量程: 1mA
输出偏置: 输出范围的任意点
允许负载电阻: 使变换器的输出端子间的电压为11V以下的电阻值 (例如4～20mA时为11V÷20mA＝550Ω)
无指定时，出厂时的设定值为4～20mA DC。
■电压输出 (可设定的范围)输出范围・V2: -10～+10V DC
・V3: -5～+5V DC
满足精度范围
・V2: -10.4～+10.4V DC
M6SXU规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7995 Rev.9 Page 2/5

机型: M6SXU
・V3: -5.2～+5.2V DC
最小量程・V2: 1V・V3: 500mV
输出偏置: 输出范围的任意点
允许负载电阻: 使负载电流为1mA以下的电阻值(例如1～5V时为5V÷1mA＝5000Ω)无指定时，出厂时的设定值如下。
・V2: 0～10V DC・V3: 1～5V DC

输出精度等于输出范围除以输出量程，再乘以±0.04%的值。
热电偶（ PR）
K（CA）
E（CRC）
J（IC）
T（CC）
B（RH）
RSN

设置规格耗电量
・交流电源: 2VA以下・直流电源: 约0.5W
使用温度范围: -20～+55℃
使用湿度范围: 30～90%RH (无冷凝)安装: 安装在底座（机型: M6SBS）上或DIN导轨安装重量: 约65g

性能 (相对于量程的百分比)
冷端补偿精度 (热电偶输入时): ±3℃ (在25±10℃范围内)
温度系数: ±0.01%/℃ (相对于最大量程的百分比)响应时间（0→90%）・直流输入: 0.5s以下・热电偶、热电阻、电位器输入: 1s以下
熔断检出时间（热电偶、热电阻、电位器输入时）: 10s以下电源电压变动的影响: ±0.1%/允许电压范围绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC
隔离强度: 输入－输出－电源－地面间 2000V AC 1分钟

标准精度
■直流输入
标准精度: 输入精度＋输出精度(输入输出精度与输入输出量程成反比)●输入精度 (相对于输入范围的百分比)-1000～+1000mV:±0.01%-10～+10V:±0.01%
0～50mA:±0.02% (不包括输入电阻器的精度)●输出精度 (相对于输出范围的百分比) :±0.04%[例] 输入范围为-10～+10V, 使用范围为1～5V, 输出范围为-5～+5V, 使用范围为1～5V时
・输入精度＝输入电压范围 (20V) ÷ 输入量程 (4V) ×输入精度 (0.01%) ＝ 0.05%
・输出精度＝输出电压范围 (10V) ÷ 输出量程 (4V) ×输出精度 (0.04%) ＝ 0.1%
标准精度＝0.05%＋0.1%＝±0.15%■热电偶输入标准精度: 输入精度＋输出精度
输入精度等于下述所示绝对精度加上冷端补偿误差3℃的值。

热电偶（ PR）
K（CA）
E（CRC）
J（IC）
T（CC）
B（RH）
RSN

输入精度（°F）
±1.80
±0.45
±0.36
±0.45
±0.45
±1.35
±0.90
±0.90±0.54

满足精度范围（℃）
0～1760-150～+1370-170～+1000-180～+1200-170～+400
400～1760
200～1760
0～1760-130～+1300
满足精度范围（°F）
32～3200-238～+2498-274～+1832-292～+2192-274～+752
752～3200392～320032～3200-202～+2372[例] 输入为K 0～1000℃、输出为 4～20mA DC时
・输入精度的绝对值为0.25℃ (上述)・冷端补偿误差为3℃
输入精度 ＝ (0.25℃＋3℃) ÷ 1000℃×100% ＝ 0.325 %。
・输出电压范围为20mA (20mA－0mA)・输出量程为16mA (20mA－4mA)
输出精度 ＝ (20mA÷6mA) × 0.04% ＝ 0.05%
标准精度 ＝ 0.325%＋0.05% ＝ ±0.38%。
■热电阻输入标准精度: 输入精度＋输出精度(输入输出精度与输入输出量程成反比)●输入精度・Pt、JPt: 100%输入值的±0.1%或±0.15℃中大的一方・Cu 10:±1℃●输出精度 (相对于输出范围的%) : ±0.04%[例] 输入范围为Pt 100 0～100℃、输出范围为-5～+5V、使用范围为1～5V时
100℃的0.1%为0.1℃，0.1℃小于0.15℃，因此输入精度为0.
15℃。 (输入精度要换算成以℃为单位的值之后，代入到以下运算式中)・输入精度＝输入精度 (0.15℃) ÷ 输入量程(100℃) × 100% ＝ 0.15%
・输出精度＝输出电压范围 (10V) ÷ 输出量程 (4V) ×输出精度 (0.04%) ＝ 0.1%
标准精度＝0.15%＋0.1%＝±0.25%■电位器输入M6SXU规格书MG CO., LTD.
www.mgco.jp

输入精度（℃）
±1.00
±0.25
±0.20
±0.25
±0.25
±0.75
±0.50
±0.50
±0.30

CS-7995 Rev.9 Page 3/5

机型: M6SXU
标准精度: 输入精度＋输出精度(输入输出精度与输入输出量程成反比)●输入精度 (相对于输入范围的百分比)
0～100Ω : ±0.05%
0～300Ω : ±0.05%
0～600Ω : ±0.03%
0～1200Ω : ±0.03%
0～2500Ω : ±0.01%
0～5000Ω : ±0.01%●输出精度 (相对于输出范围的百分比) : ±0.04%[例] 输入范围为0～1200Ω、使用范围为250～750Ω，输出范围为-5～+5V、使用范围为1～5V时
・输入精度＝输入电阻范围 (1200Ω) ÷ 输入量程(500Ω) × 输入精度 (0.03%) ＝ 0.072%
・输出精度＝输出电压范围 (10V) ÷ 输出量程 (4V) ×输出精度 (0.04%) ＝ 0.1%
标准精度＝0.072%＋0.1%＝±0.18%

适用标准EU指令:
电磁兼容指令（EMC指令）EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2
低电压指令
EN 61010-1
安装类别Ⅱ、污染等级2
输入・输出－电源间 强化绝缘（300V）
输入－输出间 一般绝缘（300V）
RoHS指令面板图
812341 2 3 4SW2OFFON

SW3ON

设定器接口

SW3 SW2ON状态显示灯

SW1SW1

电源显示灯

OFF

7OFF6

1 2 3 4 5 6 7 8

各种设定DIP开关
5切换输入输出类型时，除了用PC设定之外，还需设定DIP开
关。
DIP开关的具体设定方法请参照使用说明书。

M6SXU规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jpCS-7995 Rev.9 Page 4/5

机型: M6SXU
外形尺寸图（单位 : mm）・端子编号图约35°（螺丝刀※1插入角度）

テスタ棒（ø 2以下）
约35°（电缆线插入角度）
5678DIN导轨扣

94DIN导轨
（宽35mm）

1234（0.5）约40°（螺丝刀插入角度）

5.9·可进行高密度安装102※1、请使用刀宽为3.8mm以下、刀厚为0.5～0.6mm左右的一字形螺丝刀。

简易电路图・端子接线图
直流输入

热电偶输入
＋（Z1）
－ 电流输入－电压输入（S1、S2）

补偿导线＋+-

热电阻输入
2线制

3线制4线制AAAB

A－

MAX3＋B

B冷端传感器122BMIN
设定器接口

1－DIP开关※117Ω3B＋※2电位器输入DIP开关状态显示灯数 字 量运算电路低漂移输入处 理 电 路

4隔电输出电路

离
路

5 ＋
输出信号

6 －电源显示灯电源电路

7 U（＋）
供电电源

8 V（－）

接 口连接器供电电源※3※1、只限于直流电流输入时附带。
※2、只限于热电偶输入时附带。
※3、只限于直流电源可通过连接器供电。

会有无预先通知而修改记载内容的情况。

M6SXU规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7995 Rev.9 Page 5/5