2018-2019
Microscope & Microscope digital camera system

顕 微 鏡＆

顕微鏡デジタル
カメラシステム

Digit

al M

icro

sco

pe/

Cam

era

Mic

ros

co

pe

for

L I N E U P

lo
bio

gy

r
Ste

eo

M

sc
icro

ope

Inve

r ted

os
micr

cope

micr
Metal

oscope生物顕微鏡細胞・細菌等、光を透過するサンプルを観察する島津の生物顕微鏡。

パソコンに接続しなくてもマウスでカメラ機能を制御！

11.6インチ大型ディスプレイ搭載。
HDMIデジタルマイクロスコープ｜高性能三眼生物顕微鏡

BA410E-1080M： SDカードを使用して、その場で静止画（JPEG）・動画（AVI）の保存が可能。
：より見やすくなった 11 . 6 インチの大型ディスプレイには、
保存画像とライブ画像を同時に表示することができます。
： USB にマウス接続すれば、様々なカメラ制御機能を PC に接続しなくても可能。（オンスクリーンディスプレイ機能参照）： HDMI 1080 P（秒 60 コマ）の高速表示。 PC 経由では表示できない
高速ライブ画面表示を実現。
：離席時自動的にエコモードになる人感センサを内蔵。
：対物レンズ毎の照明の明るさを記憶し自動的に調整可能。

Cat.No.
形

名

総合倍率
接眼レンズ
対物レンズ
鏡筒形式
焦準装置
顕
微
鏡

ステージ
アッベコンデンサ（集光器）
照明装置
大きさ・重さ
電

源

付属品



114-9853

BA410E-1080M
40 〜 1000 ×（40 ×・100 ×・400 ×・1000 ×）（オプションで 20 〜 1500 ×）
広視野接眼レンズ N-WF10 × /22mm
マイクロメータ取付枠付（25mm 径） 両眼視度調整可能
プランアクロマート対物レンズ UC PLAN 4 × 10 × S40 ×
S100 × -oiI（オプションで 2 ×，20 ×，60 ×）
三眼 30°傾斜鏡筒 接眼スリープ内径 30mm
三眼分配比率 20：80
ラックピニオン式粗動

一軸式粗微動ステージ上下式

一体型 XY ステージ 大きさ：175 × 145mm
観察可動域 80 × 53mm ハンドル左右変更可
はねのけコンデンサ 0.9/0.13
ハロゲン（ケーラー照明，自動調光機能つき） 50W( ランプ BOX 含む）約 W240 × D530 × H434mm 約 11kg

映像出力
カ
メ
ラ

※ SD カード別売

イメージセンサ

1/2.8" 型 CMOS

有効画素数

SD：1920 × 1080（約 200 万画素）
HDMI：1920 × 1080 1080P60（約 200 万画素）
USB：1600 × 1200 1080P30（約 200 万画素）

AC100 − 240V 50/60Hz
目当てゴム 油浸オイル ブルーフィルタ 拡散フィルタ
調整用六角レンチ 予備ランプ ビニルカバー 電源コード
CD-R（Motic Images Plus） USB/HDMI ケーブル
校正用スライド USB マウス

USB2.0/3.0 HDMI SD（SDHC 32GB まで）

対応ソフト

Motic Images Plus

対応 OS

Windows Vista / 7 / 8 / 10価格2018-2019 顕微鏡＆顕微鏡デジタルカメラシステム LINEUP¥748,000+ 税

生物顕微鏡HDMIデジタルマイクロスコープ｜生物顕微鏡

BA210E1080 モニケン 2： SDカードを使用して、その場で静止画（JPEG）・動画（AVI）の保存が可能。
：より見やすくなった 11 . 6 インチの大型ディスプレイには、
保存画像とライブ画像を同時に表示することができます。
： USB にマウス接続すれば、様々なカメラ制御機能を PC に接続しなくても可能。（オンスクリーンディスプレイ機能参照）： HDMI 1080 P（秒 60 コマ）の高速表示。 PC 経由では表示できない
高速ライブ画面表示を実現。
：ステージ調整ツマミは長いタイプを採用し、手首を机につけたままで標本の移動が可能。
：オプションで LED にも対応。

Cat.No.
形

115-471

BA210E1080 “ モニケン 2”

名40 〜 1000 ×

総合倍率
接眼レンズ
対物レンズ
鏡筒形式

顕
微
鏡

広視野接眼レンズN-WF10 × /20mm 両眼視度調整可能

EC プランアクロマート対物レンズ
EC PLAN 4 × 10 × S40 × S100 × -oil
三眼ジーデントップ式

30°傾斜鏡筒 360°回転式

焦準装置

ラックピニオン式粗動 精密ギヤ式微動 一軸式粗微動ハンドル
ステージ上下動 粗動ハンドルトルク調整可能 標本安全装置つき
微動最小目盛：2 μ m

ステージ

一体型 XY ステージ 大きさ：W135 × D140mm
スライド 1 枚保持

照明装置
大きさ・重さ電

源

ハロゲン 6V/30W（連続調光式）（モニタ部含む）約 W280 × D390 × H620mm 約 8Kg

AC100 − AC240V 50/60Hz
45mm ブルーフィルタ 油浸オイル 電源コード 六角レンチ

付属品

目当てゴム 鏡筒固定ツマミネジ ビニルカバー
CD-R（Motic Images Plus） 拡散フィルタ 予備ランプ
AC アダプタ USB/HDMI ケーブル 校正用スライド USB マウス

収納ケース
映像出力
カ
メ
ラ

̶

■ オプション
190532

接眼レンズ

N-WF15 × /16mm（2 個組）¥36,000+ 税

190195対物レンズ

EC PLAN Ah 20 ×

¥17,000+ 税

190196対物レンズ

EC PLAN Ah S60 ×¥30,000+ 税

190197

LED ランプ 4500K（黄色に近い白）¥14,000+ 税

190198

LED ランプ 6000K（青色に近い白）¥14,000+ 税

USB2.0/3.0 HDMI SD（SDHC 32GB まで）※ SD カード別売■ 補充部品

1/2.8" 型 CMOS

190531

接眼レンズ

N-WF10 × /20mm（2 個組）¥24,000+ 税

SD：1920 × 1080（約 200 万画素）
HDMI：1920 × 1080 1080P60（約 200 万画素）
USB：1600 × 1200 1080P30（約 200 万画素）

190191対物レンズ

EC PLAN Ah 4 ×¥10,000+ 税

190192対物レンズ

EC PLAN Ah 10 ×

¥13,000+ 税

190193対物レンズ

EC PLAN Ah S40 ×¥21,000+ 税

対応ソフト

Motic Images Plus

190194対物レンズ

EC PLAN Ah S100 × -oil

¥32,000+ 税

対応 OS

Windows Vista / 7 / 8 / 10196853ハロゲンランプ F

190150AC アダプタ電源コード¥1,500+ 税

190598

油浸用オイル¥4,000+ 税

イメージセンサ
有効画素数

価

格

¥298,000+ 税

オンスクリーンディスプレイ機能

HDMI Monitor

6V30W¥2,500+ 税

3g5 本組ズームイン

ミラーリング

撮影

USB マウスを Moticam1080 に接続すると、出力先の外部モニタの画面上で直接操作できます。HDMI 画面上のメニュー表示で撮影 / 比較表示 / 拡大縮小 / ミラー
リング / 回転など、様々なカメラ制御機能が PC に接続しなくても可能です。

HDMI
1080P60
USB

2018-2019 顕微鏡＆顕微鏡デジタルカメラシステム LINEUP

生物顕微鏡HDMIデジタルマイクロスコープ｜高性能三眼位相差顕微鏡

BA410EPH-1080M
Cat.No.
形

114-9863

BA410EPH-1080M

名40 〜 1000 ×（40 ×・100 ×・400 ×・1000 ×）（オプションで 20 〜 1500 ×）
広視野接眼レンズ N-WF10 × /22mm
マイクロメータ取付枠付（25mm 径） 両眼視度調整可能
プランアクロマート対物レンズ UC PLAN 4 ×
UC PLAN Phase 10 × 20 × S40 × S100 × -oiI
三眼 30°傾斜鏡筒 接眼スリープ内径 30mm
三眼分配比率 20：80

総合倍率
接眼レンズ
対物レンズ
鏡筒形式
顕
微
鏡

ラックピニオン式粗動

焦準装置

ステージ上下式

ステージ
アッベコンデンサ（集光器）

位相差コンデンサ（明視野 / 暗視野）N.A.1.25
ハロゲン（ケーラー照明，自動調光機能つき） 50W( ランプ BOX 含む）約 W240 × D530 × H434mm 約 11kg
AC100 − 240V 50/60Hz

照明装置
大きさ・重さ電源

目当てゴム 油浸オイル ブルーフィルタ 拡散フィルタ
調整用六角レンチ 予備ランプ ビニルカバー 電源コード
CD-R（Motic Images Plus） USB/HDMI ケーブル
校正用スライド USB マウス

付属品

USB2.0/3.0 HDMI SD（SDHC 32GB まで）※ SD カード別売

映像出力
カ
メ
ラ

一軸式粗微動一体型 XY ステージ 大きさ：175 × 145mm
観察可動域 80 × 53mm ハンドル左右変更可

イメージセンサ

1/2.8" 型 CMOS
SD：1920 × 1080（約 200 万画素）
HDMI：1920 × 1080 1080P60（約 200 万画素）
USB：1600 × 1200 1080P30（約 200 万画素）

有効画素数
対応ソフト

Motic Images Plus

対応 OS

Windows Vista / 7 / 8 / 10

価¥860,000+ 税

格

HDMIデジタルマイクロスコープ｜倒立顕微鏡

AE2000-1080M
Cat.No.

114-9083

名AE2000-1080M

総合倍率

40 〜 200 ×（40 ×・100 ×・200 ×）
N-WF10 × /20mm 2 個 1 対 視度調整可能
CCIS プランアクロマートフェーズ 4 × 10 × 20 ×

形

接眼レンズ
顕
微
鏡

対物レンズ

クリティカル照明方式

照明装置
大きさ・重さ
電

源

映像出力
カ
メ
ラ

連続調光式

3W LED 光量インジケータ・自動 ON・OFF 機能つき
約 W217.5 × D556 × H492mm 約 11kg
AC100 − 240V 50/60Hz（AC アダプタ）
USB2.0/3.0 HDMI SD（SDHC 32GB まで）※ SD カード別売

イメージセンサ

1/2.8" 型 CMOS
SD：1920 × 1080（約 200 万画素）
HDMI：1920 × 1080 1080P60（約 200 万画素）
USB：1600 × 1200 1080P30（約 200 万画素）

有効画素数
対応ソフト

Motic Images Plus

対応 OS

Windows Vista / 7 / 8 / 10価¥641,000+ 税

格▲※上記その他仕様はP8 の該当するスペック表をご参照ください。



2018-2019 顕微鏡＆顕微鏡デジタルカメラシステム LINEUP

大学実習や医療分野まで幅広く対応。
タブレットとカメラがセパレート！
手軽に観察できる新型タブレットスコープ。
※タブレット部の仕様は予告なく変更する場合があります。

タブレットスコープ｜高性能三眼生物顕微鏡

BA410E-T3M：ライブ画像を Wi-Fi でタブレットや PC 等へ送信し、受信側で映像を保存が可能。
： PC レスで画面表示と画像撮影（約 500 万画素 ※）が可能。 ※タブレットとカメラを USB 接続時： HDMI 出力により大型モニタへ高精細顕鏡画像を提示可能。（約 200 万画素）
：顕微鏡とカメラ部の接続には汎用性の高い C マウントカメラアダプタを使用。

Cat.No.
形

▲

対応ソフト

P1 BA410E スペックをご参照ください
Motic Images Plus MotiConnect（iOS、Android OS 用）

映像出力

Wi-Fi（802.11b/g/n）/HDMI/MicroSD（SDHC 32GB まで）

顕微鏡

カ
メ
ラ

114-9852

BA410E-T3M

名イメージセンサ

1/2.5" 型 CMOS

有効画素数 ※

USB：2592 × 1944（約 500 万画素）
Wi-Fi：1280 × 960（約 123 万画素）
HDMI：1920 × 1080（約 200 万画素）

対応ソフト

Motic Images Plus MotiConnect（iOS、Android OS 用）

対応 OS

Windows Vista / 7 / 8 / 10価¥725,000+ 税

格※ モニタ / 本体の接続方法により異なります。

タブレットスコープ｜生物顕微鏡

BA210E-T3M
Cat.No.
形

▲

対応ソフト

P2 BA210E スペックをご参照ください
Motic Images Plus MotiConnect（iOS、Android OS 用）

映像出力

Wi-Fi（802.11b/g/n）/HDMI/MicroSD（SDHC 32GB まで）

顕微鏡

カ
メ
ラ

115-476

BA210E-T3M

名イメージセンサ

1/2.5" 型 CMOS

有効画素数 ※

USB：2592 × 1944（約 500 万画素）
Wi-Fi：1280 × 960（約 123 万画素）
HDMI：1920 × 1080（約 200 万画素）

対応ソフト

Motic Images Plus MotiConnect（iOS、Android OS 用）

対応 OS

Windows Vista / 7 / 8 / 10価¥298,000+ 税

格※ モニタ / 本体の接続方法により異なります。

■ オプション
190197

LED ランプ 4500K（黄色に近い白）¥14,000+ 税

190198

LED ランプ 6000K（青色に近い白）¥14,000+ 税▲※その他オプション、補充部品についてはP2 のモニケン2と同様です。

2018-2019 顕微鏡＆顕微鏡デジタルカメラシステム LINEUP

生物顕微鏡安定感を追及したエルゴノミックデザイン。クリアな画像を再現。
検査用三眼生物顕微鏡

BA410E：対物レンズにはクリアでヌケの良い UC レンズを採用。
より鮮やかな画像を再現。
：鏡筒は、最も快適な観察位置に調整可能な「ジーデントップ式」を採用。
：それぞれの対物レンズの明るさを自動的に調整。
：離席した 15 分後には、自動的に電源が OFF になる「スリープモード」を採用。
：オプションにより、暗視野、位相差、簡易偏光観察が可能。

観察例

小腸（40×）グラム陽性かん菌

パパニコロ染色した細胞（400×）

肺炎球菌

ヘモフィルスインフルエンザ

はねのけコンデンサを使用する事により低倍率での観察が最適に行えます。

Cat.No.
形

名

総合倍率
接眼レンズ
対物レンズ
鏡筒形式
焦準装置
ステージ
アッベコンデンサ（集光器）
照明装置
大きさ・重さ
電

源

付属品
価

格

114-985
BA410E
40 〜 1000 ×（40 ×・100 ×・400 ×・1000 ×）（オプションで 20 〜 1500 ×）
広視野接眼レンズ N-WF10 × /22mm
マイクロメータ取付枠付（25mm 径） 両眼視度調整可能
プランアクロマート対物レンズ UC PLAN 4 × 10 × S40 ×
S100 × -oiI（オプションで 2 ×，20 ×，60 ×）
三眼 30°傾斜鏡筒 接眼スリープ内径 30mm 三眼分配比率 20：80
ラックピニオン式粗動

一軸式粗微動ステージ上下式

一体型 XY ステージ 大きさ：175 × 145mm
観察可動域 80 × 53mm ハンドル左右変更可
はねのけコンデンサ 0.9/0.13

高性能な対物レンズと観察可動域80×53mmのステージ

ハロゲン（ケーラー照明，自動調光機能つき） 50W( ランプ BOX 含む）約 W240 × D530 × H434mm 約 11kg

AC100 − 240V 50/60Hz
目当てゴム 油浸オイル ブルーフィルタ 拡散フィルタ
調整用六角レンチ 予備ランプ ビニルカバー 電源コード¥480,000+ 税
人感センサ部

2018-2019 顕微鏡＆顕微鏡デジタルカメラシステム LINEUP

医学・臨床分野から大学実習まで幅広く対応できる生物顕微鏡。
オプションにより位相差、簡易偏光観察も可能。
研究・実習用三眼生物顕微鏡

BA310：焦準機構やメカステージには長年にわたる使用にも耐える
堅牢な金属製部品を使用しています。
：粗動ハンドルストッパーを搭載しており、標本交換後の素早いピント合わせを実現しました。
：ケーラー照明により観察中の標本の熱損傷を低減します。
Cat.No.
形

114-981
BA310

名40 〜 1000 ×
N-WF 10 × /20mm 2 個 1 対 両眼視度調整可能

総合倍率
接眼レンズ

EF-N プランアクロマート対物レンズ
4 × 10 × S40 × S100 × -oil

対物レンズ

30°傾斜鏡筒 360°回転式 接眼スリーブ内径 30mm

鏡筒形式

三眼

焦準装置

ラックピニオン式粗動 一軸式粗微動ハンドル ステージ上下動
粗動ハンドルトルク調整可能 粗動ハンドルストッパーつき
標本安全装置つき 微動最小目盛：2 μ m
一体型 XY ステージ

ステージ
アッベコンデンサ（集光器）

N.A. 1.25（油浸時）/0.90（乾燥時） 虹彩絞り
ハロゲン（ケーラー照明，連続調光式） 6V/30W

照明装置
大きさ・重さ電源

付属品
価

大きさ：W175 × D140mm

約 W210 × D410 × H415mm 約 8.2kg

196836

C マウントカメラアダプタ

0.5 ×¥19,000+ 税

AC100 − 240V 50/60Hz

196837

C マウントカメラアダプタ

0.65 ×¥19,000+ 税

196838C マウントカメラアダプタ

1×¥19,000+ 税

115-002

簡易偏光アクセサリ

コードハンガー 油浸用オイル 目当てゴム 拡散フィルタ 調整用六角レンチ 予備ランプ ビニルカバー 電源コード ブルーフィルタ¥228,000+ 税

格■ オプション

¥15,000+ 税※その他のオプションについてはお問い合わせください。

生物顕微鏡｜位相差タイプ

BA410EPH
Cat.No.

114-986

名BA410EPH

対物レンズ

UC PLAN 4 ×
UC PLAN Phase 10 × 20 × S40 × S100 × -oil形

アッベコンデンサ（集光器）
価

位相差コンデンサ（明視野 / 暗視野）N.A.1.25¥650,000+ 税

格▲※上記その他の仕様は P5の該当するスペック表をご参照ください。

観察例

明視野（人体の細胞）

簡易偏光（プラスチック片）

位相差
（麹菌）

2018-2019 顕微鏡＆顕微鏡デジタルカメラシステム LINEUP

生物顕微鏡プランアクロマート対物レンズを使用した上位モデル。
照明はオプションでLEDと交換可能です。
研究・実習用三眼生物顕微鏡

BA210E：対物レンズに無鉛素材を採用。鉛フリーです。
：ラックレスステージで軽い操作感覚を実現。
：ステージ調整ツマミは長いタイプを採用し、手首をつけたままで標本の移動が可能。
：ハロゲンと LED 照明両用タイプです。（ LED はオプション）

Cat.No.
名

114-990
BA210E

総合倍率

40 〜 1000 ×

接眼レンズ

N-WF 10 × /20mm 2 個 1 対 両眼視度調整可能

対物レンズ

EC プランアクロマート対物レンズ
4 ×・10 ×・S40 ×・S100 × -oil

形

鏡筒形式
焦準装置

三眼

ステージ
アッベコンデンサ（集光器）
照明装置
大きさ・重さ電

30°傾斜鏡筒 360°回転式 接眼スリーブ内径 30mm

ラックピニオン式粗動 一軸式粗微動ハンドル ステージ上下動
粗動ハンドルトルク調整可能 粗動ハンドルストッパーつき
標本安全装置つき 微動最小目盛：2 μ m

N.A. 1.25（油浸時）/0.90（乾燥時） 虹彩絞り
ハロゲン（連続調光式） 6V/30W（オプションで LED）
約 W220 × D390 × H450mm 約 7kg

AC100 − 240V 50/60Hz

源

付属品
価

一体型 XY ステージ スライド 1 枚保持
大きさ：W135 × D140mm

コードハンガー 油浸用オイル 目当てゴム 拡散フィルタ 調整用六角レンチ 予備ランプ ビニルカバー 電源コード ブルーフィルタ¥198,000 + 税

格▲※オプション・補充部品についてはP2 のモニケン2と同様です。

PLAN
（プラン）
対物レンズの特徴
通常の対物レンズは、画面中心にピントを合わせると周辺部がぼけてしまうのに対し、PLAN 対物レンズ
は実視野周辺部におよぶ広い範囲に焦点が合っています（平坦性あり）。微細な観察が求められる際に大変有効なレンズです。

ぼける

クッキリ

通常のレンズ

PLAN レンズ

実習モデル搭載の高級PLAN対物レンズ。

対物レンズの性能と倍率



色補正（アクロマートレンズ）

倍

顕微鏡は観察物を対物レンズで拡大し観察します。その際の光源はほ顕微鏡の倍率は「接眼レンズの倍率×対物レンズの倍率で計算します。10 倍の対物レンズと 10 倍率

とんどが可視光です。

の接眼レンズを組み合わせると 10 × 10 で 100 倍です。この理屈で考えると、100 倍の対物レン

光は波長域によって屈折率が異なります。虹を思い浮かべてください。

ズに 20 倍や 30 倍の接眼レンズを組み合わせれば 2000 倍、3000 倍の観察ができるように思わ

光の屈折率の違いにより各色が分光されて見えています。対物レンズ

れますが、実際に販売されている顕微鏡のほとんどが 1000 倍までの倍率になっています。これはも屈折率の違いが色収差として出てくるため、補正を行っています。

可視光で観察する場合、光波長の関係で、観察物を拡大し確認できる分解能に限界があるためです。

アクロマートレンズは赤色と青色の光を同一焦点に合うよう補正され分解能を超えて拡大しても観察物の判別ができません。テレビの画面を虫眼鏡で拡大してもドットがたものです。

大きく見えるだけで、細かな部分まで見えないのと同じ原理です。

2018-2019 顕微鏡＆顕微鏡デジタルカメラシステム LINEUP

あらゆる無駄を排除し、シンプルで使いやすい顕微鏡。
顕微鏡。
倒立顕微鏡

AE2000：付属の位相差スライダと対物レンズ 4 ×、 10 ×、 20 ×、および 40 ×（オプション）を組み合わせることにより位相差観察をすることが可能。
： LED 照明・自動 ON/OFF 機能を採用して電気代の節約や環境負荷の低減を図った倒立顕微鏡。

Cat.No.

双眼

三眼

114-909

114-908

名

AE2000

総合倍率

40 〜 200 ×（40 ×・100 ×・200 ×）
N-WF10 × /20mm 2 個 1 対 両眼視度調整可能
CCIS プランアクロマートフェーズ 4 × 10 × 20 ×
ジーデントップ式 45°傾斜
眼幅調整範囲：48 〜 75mm 接眼スリーブ内径：30mm

形

接眼レンズ
対物レンズ
鏡筒形式

ラックピニオン式粗動 精密ギヤ式微動 レボルバ上下動式
一軸式粗微動ハンドル 粗動ハンドルトルク調整可能 標本安全装置つき
微動最小目盛：2 μ m

焦準装置

4 個穴

レボルバ
ステージ

角形固定式

コンデンサ
（集光器）

位相差コンデンサ

ラックピニオン昇降式

約 W217.5 × D556 × H492mm 約 11kg

大きさ・重さ源

価

格

大きさ：W200 × D239mm
N.A.0.30 作動距離：72mm 虹彩絞り

中座交換方式

クリティカル照明方式 連続調光式
3W LED 光量インジケータ・自動 ON・OFF 機能つき

照明装置

電

AE2000三眼タイプ

AC100 − 240V 50/60Hz（AC アダプタ）¥335,000+ 税¥382,000+ 税

倒立顕微鏡 AE2000 構成図■はオプションです。

AE2000双眼タイプ

AE2000 本体

②
⑪

⑫

③

⑤

⑬
④

⑦

①

ステージガラス（標準付属）

⑥

⑧

⑨
⑨

⑩

■ 補充部品① 190700 芯出し望遠鏡φ 30mm

¥15,000+ 税② 190177 ガラス中座¥2.700+ 税③ 190178 中座（金属）¥3,800+ 税■ オプション
④ 190124 AE2000 対物レンズ LWDPL Ph40X¥70,000+ 税⑤ 190183 φ 35mm ペトリディッシュホルダ 別途 ⑦ と ⑨ が必要¥8,000+ 税⑥ 190184 φ 54mm ペトリディッシュホルダ 別途 ⑨ が必要¥8,000+ 税⑦ 190185 φ 65mm ペトリディッシュホルダ 別途 ⑨ が必要¥8,000+ 税⑧ 190188 血球計算盤ホルダ 別途⑲が必要¥8,000+ 税

取付式メカニカルステージ⑨ 190182 ウェルプレートホルダ （A 128 × 86mm）込¥121,000+ 税

ウェルプレートホルダ B（132 × 88mm）⑨ が必要¥19,900+ 税⑪ 196836

C マウントカメラアダプタ
0.5 ×（1/3″型程度のイメージセンサ用）¥19,000+ 税⑫ 196837

C マウントカメラアダプタ
0.65 ×（1/2″型程度のイメージセンサ用）¥19,000+ 税⑬ 196838

C マウントカメラアダプタ
1 ×（2/3″型程度のイメージセンサ用）¥19,000+ 税⑩ 190187 別途※ ペトリディッシュホルダは、お使いになるペトリディッシュの直径に近いサイズのホルダをお選びください。

2018-2019 顕微鏡＆顕微鏡デジタルカメラシステム LINEUP

実体顕微鏡シンプル構造で安価なものから、広いワークディスタンスを有したハイエンドモデルまで。

新開発のオンスクリーンディスプレイ機能でカメラをマウスで制御！
HDMIデジタルマイクロスコープ｜実体顕微鏡

STZ-171/ST Z-161-TLED-1080M
保存画像

ライブ画像

■ HDMI/USB 同時出力が可能！モニタと PC へ同時に出力。

t!

■ 顕微鏡三眼部に大型 11 . 6 インチモニタを搭載し、より見やすい画面。

Poin
保存画像
ライブ画像
同時表示

■ 1080 P の高速精細 HDMI 表示で、より鮮明な画面で観察可能。
■ オンスクリーンディスプレイ機能で、 HDMI モニタ上でカメラをマウス制御可能。（ P 2 参照）

STZ-171-TLED-1080M

STZ-161-TLED-1080M

LED光源 落射/透過照明 独立光量調節機能付き

LED光源 落射/透過照明

Cat.No.

114-8813

114-8713

名STZ-171-TLED-1080M

STZ-161-TLED-1080M

総合倍率

7.5 〜 50 ×（ズーム式）
WF10 × /23mm 接眼マイクロメータ取付枠つき
0.75 〜 5 ×（鏡筒内ズーム式）

7.5 〜 45 ×（ズーム式）
WF10 × /20mm 接眼マイクロメータ取付枠つき
0.75 〜 4.5 ×（鏡筒内ズーム式）

形

接眼レンズ
対物レンズ
鏡筒形式
顕
微
鏡

ステージ
照明装置
大きさ・重さ
電

源

付属品
カ
メ
ラ

45°傾斜

360°回転式

本体 239mm × 303mm（突起部含む） 白黒丸形ステージ 大きさ：φ 95mm

本体 220mm × 237mm（突起部含む） 白黒丸形ステージ 大きさ：φ 80mm
落射 / 透過 LED 連続調光式
LED 独立式 ON/OFF/ 連続調光
（モニタ部含む）約 W280 × D348 × H575mm 約 7.1Kg（モニタ部含む）約 W280 × D310 × H530mm 約 4.6Kg
AC100 − 240V 50/60Hz（AC アダプタ）
CD-R（Motic Images Plus） 目当てゴム ビニルカバー AC アダプタ HDMI ケーブル 校正用スライド USB マウス
落射 / 透過

収納ケース

̶

映像出力

USB2.0/3.0 HDMI SD（SDHC 32GB まで）※ SD カード別売
1/2.8" 型 CMOS
SD：1920 × 1080（約 200 万画素） HDMI：1920 × 1080 1080P60（約 200 万画素） USB：1600 × 1200 1080P30（約 200 万画素）
Motic Images Plus
Windows Vista / 7 / 8 / 10¥425,000+ 税¥388,000+ 税

イメージセンサ
有効画素数
対応ソフト
対応 OS
価



三眼

ラックピニオン式ハンドル / 支柱スライド（ねじ固定）

焦準装置

格

2018-2019 顕微鏡＆顕微鏡デジタルカメラシステム LINEUP

10インチモニタ付きのデジタルカメラを搭載！
タブレットスコープ｜実体顕微鏡

STZ-171/ST Z-161-TLED-T3M■ ライブ画像を Wi-Fi でタブレットや PC 等へ送信し、受信側で映像を保存可能。
■ タブレット部が本体から取り離せるセパレートタイプ。将来のタブレット交換も容易に可能。
■ HDMI 出力により大型モニタへ高精細顕鏡画像を提示可能。（約 200 万画素）
■ 16 GB MicroSD カードを標準装備、データの書き出しやアップデートに対応。
■ USB メモリへのデータの書き出しが可能。（ USB メモリは別売）

STZ-171-TLED-T3M

STZ-161-TLED-T3M

LED光源 落射/透過照明 独立光量調節機能付き

LED光源 落射/透過照明

Cat.No.

114-8812

114-8712

名STZ-171-TLED-T3M

STZ-161-TLED-T3M

総合倍率

7.5 〜 50 ×（ズーム式）
WF10 × /23mm 接眼マイクロメータ取付枠つき
0.75 〜 5 ×（鏡筒内ズーム式）

7.5 〜 45 ×（ズーム式）
WF10 × /20mm 接眼マイクロメータ取付枠つき
0.75 〜 4.5 ×（鏡筒内ズーム式）

形

接眼レンズ
対物レンズ
鏡筒形式
顕
微
鏡

ステージ
照明装置
大きさ・重さ
電

源

付属品
カ
メ
ラ

三眼

45°傾斜

360°回転式

ラックピニオン式ハンドル / 支柱スライド（ねじ固定）

焦準装置

本体 239mm × 303mm（突起部含む） 白黒丸形ステージ 大きさ：φ 95mm

本体 220mm × 237mm（突起部含む） 白黒丸形ステージ 大きさ：φ 80mm
落射 / 透過 LED 連続調光式
LED 独立式 ON/OFF/ 連続調光
（モニタ部含む）約 W275 × D348 × H575mm 約 7.3Kg（モニタ部含む）約 W275 × D310 × H530mm 約 4.8Kg
AC100 − 240V 50/60Hz（AC アダプタ）
CD-R（Motic Images Plus） 目当てゴム ビニルカバー AC アダプタ HDMI ケーブル MicroSD カード（16GB） 校正用スライド
落射 / 透過

収納ケース

̶

映像出力

Wi-Fi（802.11b/g/n）/HDMI/MicroSD（SDHC 32GB まで）
1/2.5" 型 CMOS
USB：2592 × 1944（約 500 万画素） Wi-Fi：1280 × 960（約 123 万画素） HDMI：1920 × 1080（約 200 万画素）
Motic Images Plus MotiConnect（iOS、Android OS 用）
Windows Vista / 7 / 8 / 10¥360,000+ 税¥328,000+ 税

イメージセンサ
有効画素数※
対応ソフト
対応 OS
価

格

※ モニタ / 本体の接続方法により異なります。

2018-2019 顕微鏡＆顕微鏡デジタルカメラシステム LINEUP

実体顕微鏡
実体顕微鏡（三眼モデル）

STZ-171Series

STZ-171-TLED/TP：広くて見やすい視野数 23 mm の広角レンズを使用。
：作動距離が 110 mm と広く大きな試料の観察が可能。
：鏡筒の落下を防ぐストッパー付き。

STZ-171-TLEDは、LED落射/透過の独立式連続調（ STZ- 171 -TLED ）：落射 / 透過照明は独立して調光可能。

光機能付で、様々な観察に対応可能。透過照明は反射（ STZ- 171 -TP ）：オプションでリング照明を取付可能。

板拡散方式を採用し、光源のムラを低減させました。

STZ-171用メカニカルステージ（Cat.No. 190669 ¥48,000+税）は、顕微鏡本体の丸型ステージを外した
所にワンタッチで取付可能！

STZ-171-TLED

ステージは白黒両面用

STZ-171-TP

LED照明付きSTZ-171-TLEDはLED落射/透過照明を搭載。

STZ-171-TLEDの独立光量調節部。

STZ-171-TLEDは透過光反射拡散板

独立光量調節機能付きなので、用途によって使い分けることが可能。

Cat.No.
形

名の角度が変更でき、サンプルに合わせて調整可能。

114-881114-882

STZ-171-TLED

STZ-171-TP

接眼レンズ

7.5 〜 50 ×（ズーム式）
WF10 × /23mm 接眼マイクロメータ取付枠つき

鏡筒形式

0.75 〜 5 ×（鏡筒内ズーム式） ズーム比 1：6.7

総合倍率

鏡筒形式

三眼

本体 239 × 303mm（突起部含む） 白黒丸形ステージ

ステージ
落射 / 透過照明装置

約 W225 × D348 × H405mm 約 5.3kg

電源AC100 − 240V 50/60Hz（AC アダプタ）

付属品

目当てゴム

収納ケース

̶
約 W225 × D348 × H405mm 約 4.7kg
̶

ビニルカバーAC アダプタ̶¥181,000+ 税

格■ オプション



大きさ：φ 95mm

LED（独立式 ON/OFF/ 連続調光式） ファイバーライト差込口付

大きさ・重さ価

45°傾斜鏡筒 360°回転式

ラックピニオン式ハンドル / 支柱スライド（ねじ固定） 作動距離 110mm（補助対物レンズ非装着時）

焦準装置¥144,000+ 税

STZ-171/161 共通

190132

1.5 ×補助対物レンズ¥16,000+ 税

196836

C マウントカメラアダプタ × 0.5¥19,000+ 税

1901332.0 ×補助対物レンズ¥16,000+ 税

196837

C マウントカメラアダプタ × 0.65

¥19,000+ 税

2018-2019 顕微鏡＆顕微鏡デジタルカメラシステム LINEUP

実体顕微鏡（三眼モデル）

STZ-161Series

STZ-161-TLED/TP：低価格でリーズナブルなタイプ！
：ズーム比率がワンタッチで調整可能。
：鏡筒の落下を防ぐストッパー付き。

照明なしのタイプ（TP）は、リング照明やファイバー（ STZ- 161 -TLED ）：落射 / 透過照明を採用。

照明と組み合わせて照射角度を変えたり、各種フィル（ STZ- 161 -TP ）：オプションでリング照明を取付可能。

ターと組み合わせることで観察の幅が広がります。

STZ-161-TLED

STZ-161-TP

LED照明付きSTZ-161-TLEDはLED落射/透過照明を搭載。

ワイドなズームにもかかわらず、

Cat.No.
形「ズーム式対物レンズ」ズーム比率がワンタッチで調整可能。
（STZ-161/171シリーズ共通）

110㎜の広い作動距離を実現。
（STZ-161/171シリーズ共通）

名114-871

114-872

STZ-161-TLED

STZ-161-TP

接眼レンズ

7.5 〜 45 ×（ズーム式）
WF10 × /20mm 接眼マイクロメータ取付枠つき

鏡筒形式

0.75 〜 4.5 ×（鏡筒内ズーム式） ズーム比 1：6

総合倍率

鏡筒形式

三眼

ステージ

本体 220 × 237mm（突起部含む） 白黒丸形ステージ

照明装置

落射 / 透過大きさ：φ 80mm

220 × 280mm

LED（連続調光式）

̶

大きさ・重さ約 W220 × D306 × H367mm 約 3.9kg

電源AC100 − 240V 50/60Hz（AC アダプタ）

付属品

目当てゴム

収納ケース

約 W220 × D306 × H367mm 約 3.4kg
̶
ビニルカバーAC アダプタ̶¥129,000+ 税

格■ オプション

45°傾斜鏡筒 360°回転式

ラックピニオン式ハンドル / 支柱スライド（ねじ固定） 作動距離 110mm（補助対物レンズ非装着時）

焦準装置

価

ワンタッチ操作(回転式）の光路切替
つまみを搭載。
（STZ-161/171シリーズ共通）¥108,000+ 税

STZ-171/161 共通
裏表紙参照¥21,000+ 税

280-310 LED 照明装置用拡散板▲▲

280-303 実体顕微鏡用 LED 照明装置 4 シーズン

裏表紙参照

2018-2019 顕微鏡＆顕微鏡デジタルカメラシステム LINEUP¥2,000+ 税

実体顕微鏡
落射・透過照明内蔵で使いやすい回転変倍式の実体顕微鏡。
実体顕微鏡

VCT-VBL1e/2e：光源に白色 LED を採用しており、従来のハロゲンランプと比較して長寿命、低消費電力で、色温度が自然光に近いため観察像には影響なし。

：対物レンズはターレット回転式。
VCT-VBL 1 e は 180 °回転式、VCT-VBL 2 e は 90 °回転式。
：支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式で、岩石や植物の観察が容易に可能。

：落射・透過・落射＋透過の 3 種の照明方法が随時切り替え可能。

VCT-VBL1eCat.No.
形

VCT-VBL2e114-783

114-787

114-784

VCT-VBL1e

名20 × ・ 40 ×
WF10 × /20mm 2 個 1 対

総合倍率
接眼レンズ
対物レンズ

2 × 4 × 回転変倍式（180°回転）

2 × 4 × 回転変倍式（90°回転）

鏡筒形式

ジーデントップ式 双眼 45°傾斜鏡筒
固定式 左眼視度調節・眼幅調節つき（51 〜 75mm）
接眼スリーブ内径 30mm

ジーデントップ式 双眼 45°傾斜鏡筒 360°回転式
左眼視度調節・眼幅調節つき（51 〜 75mm）
接眼スリーブ内径 30mm

支柱スライド / ラックピニオン 2 段方式

焦準装置
ステージ
照明装置
大きさ・重さ
電源
付属品
収納ケース
価

格

■ 補充部品

鏡筒上下動

焦準ハンドル回しすぎ時保護機能付

鏡筒急激落下防止構造

45mm
75mm
径 80mm 丸型ステージ ABS 樹脂製白黒別ステージ・ガラス製（透過照明用）各一式
落射照明：LED5 個 透過照明：LED1 個 落射 / 透過 / 落射＋透過
約 W115 × D187 × H270mm 約 2.5kg
約 W115 × D187 × H280mm 約 2.5kg
AC100 − 240V 50/60Hz（AC アダプタ）
AC アダプタ 目当てゴム ビニルカバー 粗動用スパナ ルーペ（数量限定）

作動距離

̶

●

̶

●

¥29,800+ 税¥36,800+ 税¥39,000+ 税¥46,000+ 税

VCT-VBL1e/VCT-VBL2e 共通

190490接眼レンズ

196848196849

WF10 ×（2 個組）■ オプション

VCT-VBL1e/VCT-VBL2e 共通¥12,000+ 税

190498

接眼レンズ

WF15 ×（2 個組）¥14,000+ 税

LED ランプ（落射用）B¥1,800+ 税

190497

接眼レンズ

WF20 ×（2 個組）¥14,000+ 税

LED ランプ（透過用）
C¥700+ 税114-092 木製格納箱
115-150 複式十字動載物装置

114-788

VCT-VBL2e¥7,000+ 税
XY-6S

2018-2019 顕微鏡＆顕微鏡デジタルカメラシステム LINEUP¥18,000+ 税

高被写界深度マクロレンズセット

HV/ HV-1080/ HV-19（1080単体セット）
顕微鏡デジタルカメラ（Cマウントカメラ）（フルセット） NEW
高被写界深度マクロレンズ■ 特殊加工を施した非球面レンズを採用。 WD（ワーキングディ
スタンス）を確保しながら最大 40 mm の被写界深度を実現 ※。
※ 7 . 5 倍撮影時（当社調べ）

レンズ単品でも、お持ちのCマウントカメラでお使いいただけます。

被写体■ フレキシブルに動かせる LED 光源により、自由な角度で照射が可能。

実体顕微鏡との被写界深度比較■ 新開発のレンズで 7 . 5 倍撮影時の被写界深度が最大 40 mm と広角レンズ並み。

実体顕微鏡と比べ、10倍以下での被写界深度が大幅にアップします。

撮影例（従来品との比較）

新開発レンズ

従来レンズ
観察方向

被写界深度

深い

被写界深度

浅い

被写体

Cat.No.
形

高被写界深度マクロレンズ 1080 単体セット

高被写界深度マクロレンズ フルセット

115-400

115-481114-725

HV-1080

HV-19

HV

名

カメラ部

高被写界深度マクロレンズ

有効画素数

̶

付属ソフトウエア̶

使用推奨倍率
レンズ部

被写界深度
撮影範囲
作動距離

LED

光源

̶

照明装置

電源

̶

照準装置

̶

大きさ・重さ

̶

スタンド部

付属品
価

格

̶

¥97,000+ 税

1/2.8" 型 CMOS イメージセンサ 有効画素数：1920 × 1080
画像出力：USB2.0/3.0
Motic Images Plus2.3S
約 3 〜 20 倍 ※ 20" モニタ表示時
40mm（7.5 倍撮影時）
2.5 〜 60cm2
30 〜 365mm
̶
高輝度白色 LED 2W
̶
AC アダプタ̶

支柱スライド・ラックピニオン 2 段方式
鏡筒上下動

̶

W388 × D268 × H465mm 3.6kg

アイピースアダプタ 30mm/38mm マクロレンズ撮影用フード
フォーカスレンズ 12mm キャリブレーションドットスライド 校正用カード（φ 7500 μ m）
C マウントリング USB ケーブル CD 六角レンチ HDMI ケーブル USB マウス¥220,000+ 税

2018-2019 顕微鏡＆顕微鏡デジタルカメラシステム LINEUP¥375,000+ 税

金属表面や半導体等、光を透過しないサンプルを金属顕微鏡観察する金属顕微鏡。

明 / 暗視野、長作動距離仕様の金属顕微鏡。
倒立三眼金属顕微鏡

AE2000MET：暗視野から明視野に切り替える際に自動的に光量を一旦落とす、目に優しい設計。
：離席した 15 分後には、自動的に電源がOFF になる「スリープモード」を採用。
： 15 kg 耐荷重のステージ採用。
重たい物でも載せて観察することができます。
：広視野接眼レンズを使用。（視野数 23 mm ）Cat.No.

114-912

ステージ

名

AE2000MET

照明装置

ハロゲン 100W

総合倍率

50 〜 500 ×（50 ×・ 100 ×・ 200 ×・ 500 ×）

大きさ・重さ約 W280 × D693 × H361mm 約 13kg

形

WF10 × /23mm マイクロメータ取付枠付（25mm 径）
プランアクロマート LWD（長焦点）対物レンズ
5 × 10 × 20 × 50 ×（明 / 暗視野）
（オプションにより明視野のみ 100 ×）
三眼 45°傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径 30mm 三眼分配比率 20：80
鏡筒形式

電源

焦準装置

価

接眼レンズ

ラックピニオン式粗動

微動装置

レボルバ上下動式

XY ステージ 大きさ：280 × 180mm 移動距離：50 × 50mm

AC100 − 240V 50/60Hz

付属品

水滴型穴開きプレート

収納ケース
格

ブルーフィルタ

予備ハロゲン球 1 個

ビニルカバー̶

¥890,000+ 税

HDMIデジタルマイクロスコープ｜倒立三眼金属顕微鏡

AE2000MET-1080M
Cat.No.
形

114-9123

AE2000MET-1080M

名

顕微鏡

対応ソフト
対応 OS
価

格

P1

▲

カメラ

上記 AE2000MET スペックをご参照ください
BA410E-1080M カメラ部スペックをご参照ください
Motic Images Plus
Windows Vista / 7 / 8 / 10

¥1,174,000+ 税

観察例

各種金属の表面観察画像



LED照明、自動ON / OFF機能付き

2018-2019 顕微鏡＆顕微鏡デジタルカメラシステム LINEUP

明視野 Bright Field（BF）・暗視野Dark
Field（DF）がワンタッチで切り替え可能落射 / 透過とも長寿命LED光源を採用したモデル。
正立三眼金属顕微鏡

BA310MET-T：落射 / 透過とも光源に LED を採用。消費電力が少なく長寿命。
：落射光源は光量の調整用手元スイッチで光量調節が可能。
：オプションでハロゲン光源にも交換可能。
：広視野 22 ㎜接眼レンズを搭載。
：長焦点対物レンズ搭載。
：大型 6 × 4 インチのステージ。移動距離 100 × 150 mm 。
：オプションで偏光観察も可能。
：三眼部に Moticam シリーズを搭載すればデータのデジタル保存や効果的な観察が可能。

Cat.No.

114-915

ステージ

名

BA310MET-T

総合倍率

50 〜 500 × （オプションの対物レンズ 100 ×使用時：1000 × )接眼レンズ

WF10 × /22mm マイクロメータ取付枠付（25mm 径）

形

対物レンズ
鏡筒形式
焦準装置

プランアクロマート LWD（長焦点） 5 ×
三眼

10 × 20 × 50 ×

30°傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径 30mm
三眼分配比率 20：80

ラックピニオン式粗動微動装置

ステージ上下動式

XY ステージ 大きさ：300 × 180mm（6 × 4 インチ）
移動距離：150 × 100mm 右ハンドル ガラスステージ
LED 落射：3W 透過：3W

照明装置
大きさ・重さ約 W300 × D508 × H465mm 約 11kg

電源

AC100 − 240V 50/60Hz

付属品

アダプタ（ブルーフィルタ） ビニルカバー

収納ケース
価

格

̶

¥680,000+ 税

HDMIデジタルマイクロスコープ｜正立三眼金属顕微鏡

BA310MET-T-1080M
Cat.No.
形

114-9153

BA310MET-T-1080M

名

顕微鏡

対応ソフト
対応 OS
価

P1

▲

カメラ

上記 BA310MET-T スペックをご参照ください
BA410E-1080M カメラ部スペックをご参照ください
Motic Images Plus
Windows Vista / 7 / 8 / 10

格

使いやすい長焦点対物レンズを採用¥898,000+ 税

6×4インチの大型ステージを装備

2018-2019 顕微鏡＆顕微鏡デジタルカメラシステム LINEUP

顕微鏡デジタルカメラシステム
画像計測ソフトウェア

オンスクリーンディスプレイ機能搭載ワイヤレスデジタルカメラ。
顕微鏡デジタルカメラシステム

Moticam1080■ USB にマウスを接続すれば、 PC に接続しなくても様々なカメラ制御が可能。
■ SD カードスロット搭載。静止画や動画の保存が可能。（ SDHC まで対応）■ USB と HDMI 同時出力可能。（ USB は 200 万画素の PC 出力）■ PC 経由では表示できない高速ライブ映像表示が可能。HDMI は 1080P（秒 60 コマ）の高速表示。
■ 保存画像とライブ画像を同時に表示することが可能。

蛍光観察例

画像提供：北海道医療大学薬学部

免疫微生物学

岡崎教授

森様（院生）

変化を比較できる2画面表示
保存画像

フローサイトメーター用蛍光ビーズの観察

コメットアッセイによる保存画像とライブ画像を同時に表示し、牛白血病ウイルスTaxタンパク質発現細胞の観察

HDMIモニタ上で2画面を比較することが可能。

PC接続使用HDMI Monitor

ライブ画像

PCレス使用（オンスクリーンディスプレイ機能）
HDMI Monitor

Desktop

ズームイン

ミラーリング撮影① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
HDMI1080P60

USB2.01080P30HDMI
1080P60
USB

HDMIとUSBの同時出力が可能なため、モニタとPCが同時に出力できます。
※同時使用時はHDMIモニタは表示のみとなります。
画像の取込みはPC側で行います。

USBマウスをMoticam1080に接続すると、
出力先の外部モニタの画面上で直接操作できます。
① ズームイン⑥ 回転② ズームアウト⑦ 画面スクリーン比較③ 拡大④ スポットライト⑧ 画面固定2018-2019 顕微鏡＆顕微鏡デジタルカメラシステム LINEUP⑨ 十字線⑤ ミラーリング

⑩ 撮影

⑪ 録画

⑫ 再生

PC経由では表示できない高速ライブ映像表示が可能。
保存画像

ライブ画像

HDMIデジタルカメラシステム（11.6インチモニタ付）

BMH-1080M■ Moticam 1080 と高精度 11 . 6 インチモニタの一体型モデル。

背面

USB3.0対応 顕微鏡デジタルカメラシステム

Moticam3+ /5+■ USB 3 . 0 対応モデルで、画像を高速表示。
■ Moticam 3 +（約 300 万画素）
■ Moticam 5 +（約 500 万画素）

115-480
Moticam 1080

Cat.No.
形

名

イメージセンサ

Moticam 3+

Moticam 5+

115-452
Moticam 3+

115-457
Moticam 5+

115-485
BMH-1080M
1/2.8" 型 CMOS
HDMI

1/2 型 CMOS

映像出力

USB2.0/3.0

SD（SDHC 32GB まで）

映像出力

SD：1920 × 1080
（約 200 万画素）
HDMI：1920 × 1080 1080P60（約 200 万画素）
（約 200 万画素）
USB：1600 × 1200 1080P30

1/2.5 型 CMOS
USB3.0約 300 万画素
約 500 万画素
（2048 × 1536= 約 315 万画素） （2592 × 1944= 約 504 万画素）

対応ソフト

Motic Images Plus

対応 OS

Windows Vista / 7 / 8 / 10

付属品

CD-R（Motic Images Plus） ダストキャップ 校正用スライド USB ケー CD-R（Motic Images Plus） ダストキャップ アイピースアダプタ
ブル HDMI ケーブル 電源アダプタ アイピースアダプタ マクロレンズ 30/38mm 各 1 校正用スライド 校正用カード C マウントリング
マクロレンズ用スタンド USB マウス C マウントリング（BMH-1080M のみ） マクロレンズ マクロレンズ撮影用フード USB3.0 ケーブル価

格¥185,000+ 税¥265,000+ 税¥118,000+ 税¥148,000+ 税

画像計測ソフトウェア

Motic Images Plus

Motic Images Plusは、高度な画像処理機能をもつソフトウェアで、画像の取り込みや編集、解析などを簡単に行うことができます。

機能例

グリッド表示スケールバー挿入

計測機能

タイムラプス撮影

画像処理機能画像比較機能計数機能

画面合成

2018-2019 顕微鏡＆顕微鏡デジタルカメラシステム LINEUP



関連製品
■ 実体顕微鏡用LED照明装置 4シーズン
280-303 ¥21,000 +税

反射効率の低いサンプルや高倍での撮影に威力を発揮
する照明装置です。
＊STZ-168シリーズ、STZ-40シリーズに取り付ける場合には下記別途アダプタが必要です。
（ 補助対物レンズを併用される場合にはアダプタは不要です）

オプション¥4,000+ 税
190800 STZ-40 用リング照明アダプタ
190604 STZ-168 シリーズ用リング照明アダプタ ¥6,500+ 税

種別

4 方向独立落射
20,000 lx

最大照度■ LED照明装置用拡散板
280-310 ¥2,000+税

照明装置に取り付け、LED光源の光を拡散させます。
対応機種

4 シーズン用

照明装置に取り付けた拡散板■ フレキシブルアームLEDライト STA-B2

NEW

115-284 ¥38,000 +税

実体顕微鏡等の観察で照明方向を自在に変えられる
低価格なフレキシブルLED照明装置。
1W ダブルアーム式
45,000lx（投射距離50mm）
電 源
AC100V ACアダプタ
大きさ・重さ 約W110×D60×H590mm 約1.2Kg
光源

昼白色LEDライト

明るさ※当社の顕微鏡は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。
※Microsoft、Windows®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国
およびその他の国における登録商標です。
※Pentium、Intel Core は、米国およびその他の国における Intel Corporation または
その子会社の商標または登録商標です。
※Windows®の正式名称はMicrosoft®Windows®Operating Systemです。
※Windows® XP、Windows Vista®、Windows® 7、Windows®8、Windows®10は、
米国Microsoft Corporation. の商品名称です。

株式会社島津理化 大阪支店、福岡営業所、※Apple、iPhone、は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

津製作所 本社地区事業所及び関連事業所）

広島営業所、仙台営業所、秦野事業所は、
ISO14001 認証取得事業所（株式会社島の構成一員です。

技術的なご相談は コールセンター

0120-376-673

FAX 03-6861-9419

E-mail soudan@shimadzu-rika.co.jp

http://www.shimadzu-rika.co.jp/
支店・営業所

東 京 TEL 03-5626-0210
札 幌 TEL 011-758-0788
名古屋 TEL 052-571-9166
福 岡 TEL 092-271-1418

海外ビジネス推進部

本

大
仙
広

阪 TEL 06-6375-2551
台 TEL 022-380-8950
島 TEL 082-504-6120

TEL 03-6861-9401

社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 6-1-8
C310354D1803DE7.5S