凍結乾燥機の主な接続部品
ドライチャンバ

真空バルブ

封栓装置用カバー付加熱棚（LSCplus）

ラック（LDplus用）

真空センサ

ラックと加熱棚（LSCplus用） カバー付加熱棚とファン（LSCplus）

真空制御バルブ

真空ホース

CHRiST 凍結乾燥機 ノンフロン
Laboratory Freeze Dryers

真空ポンプ

ルーチン用凍結乾燥機 / 研究用凍結乾燥機 / パイロット型棚式凍結乾燥機

ALPHA / BETA / GAMMA / EPSILON SeriesThis model is designed exclusively for Japan.
日本国内専用機

カタログに記載している製品は、輸入製品です。日本国内での使用を意図しているため、本製品を日本国外へ持ち出ししないよう、お願いします。
また、
日本国外での本製品に対するサービス（修理、点検、消耗品の供給など）の提供についても、対応いたしかねます。
このカタログに掲載されている製品は専門知識をもっている方々を対象としており、これらの方々がその目的により相当の注意のもとに使用

使用上のお願いされるためのものです。必要な専門知識を有しない方には適切な使用ができない場合があり、危険が伴うことがあります。
このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。

禁止

右記のような場合は、使用を直ちに中止してください。

安全に関するご注意● コゲくさい臭いや異常に熱くなる。
● 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。

お願い● その他の異常・故障がある。

事故防止のため、電源スイッチを切り、電源から電源
プラグ／接続端子をとりはずし、「使用禁止」の貼紙をして、お近くの弊社に必ずご相談ください。

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●「取扱説明書」を紛失しないでください。いつでも読める場所に保管してください。

●価格、仕様、外観などは、お断り無く変更することがありますのでご了承ください。
●表示価格は、2023年10月現在の価格（税別）です。

久保田商事株式会社 www.kubotacorp.co.jp
本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-9 ☎（03）3815-1331
札 幌 営 業 所 ☎（011）751-2175
仙 台 営 業 所 ☎（022）287-2181
つくば 営 業 所 ☎（029）856-3211

名古屋営業所 ☎（0561）64-2351
大 阪 営 業 所 ☎（06）6762-8471
広 島 営 業 所 ☎（082）871-7811

製造元
福 岡 営 業 所 ☎（092）621-1161

Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH
P.O. Box 17 13・D-37507 Osterode
am Harz, Germany

A10/Printed in Japan

Laboratory Freeze Dryers
Line UP

あなたのラボで、お困りのことはございませんか？
試料が突沸する

試料の乾燥が遅い

再現性が低い真空ポンプがすぐに壊れる

真空制御

CONTROL

棚温度制御

CHRiST 社凍結乾燥機は、５つの特長で問題をクリアにします。

トラップ構造FREEZE

DRY

乾燥までの一貫処理

プログラム制御

And resolve Laboratory Freeze Dryers

Laboratory Freeze Dryers
Line UP

あなたのラボで、お困りのことはございませんか？
試料が突沸する

試料の乾燥が遅い

再現性が低い真空ポンプがすぐに壊れる

真空制御

CONTROL

棚温度制御

CHRiST 社凍結乾燥機は、５つの特長で問題をクリアにします。

トラップ構造FREEZE

DRY

乾燥までの一貫処理

プログラム制御

And resolve Laboratory Freeze Dryers

Product Line up

Product Line up

幅広い分野をカバーする

作業効率を高める

豊富な製品ラインナップ

ユーザーインターフェース

医薬品の生産、食品製造、生体試料の乾燥に利用され、近年では考古学や工業など、幅広い分野で利用される

クリスト社凍結乾燥機のコントローラは、LD plus、LSCba si c、LSCplus の 3 種類。

クリスト社凍結乾燥機。分野を選ばず、様々なニーズを満たすことができます。

お客様のニーズに合わせお選び頂くことができます。

コントローラの違い

医薬品の生産食品製造

機能面

生 体試料の乾燥

考古学や工業表示面― 出来ること、出来ないこと ―L S C p l us

LSCbasic

LDplus

真空制御

○

○

○

プログラム運転

○

×

×

棚温度設定

○

×

×

サンプル温度測定○

××

パソコン制御、共晶点測定○（オプション）運転記録のみ○（オプション）

×

アイスコンデンサ自動融解

○

○

○

予備凍結

○

×

×

プロセス対応

A、B、C

B

B

停電後の復旧

停電直前の工程まで
自動復旧

停電直前の工程まで
自動復旧

停電直前の工程まで
自動復旧

操作方法

タッチパネル
10 キー入力

タッチパネル
10 キー入力

ボタン操作

ディスプレイ

カラー

カラー

白黒

気圧表示

mbar、hPa、Torr

mbar、hPa、Torr

mbar

温度表示

℃、F

℃、F

℃

作成プログラムのグラフ表示

○

×

×

オイル交換時期設定

○

○

×

note
WSTシステム（Wireless Shelf Technology） ※LSCplusコントローラのみ
煩わしいコードが無く、セットするだけで、使用する加熱棚すべての温度を表示します。
例えば5枚の加熱棚をセットしたとき、上部と下部の加熱棚では温度に違いが生じます
が、WSTシステムでは、設定温度に対して独立でヒータのON・OFFが可能になりました。
ALPHA1 - 2

4

EPSILON2-4

AL P HA2-4

GAMMA2-16

EP S IL O N 2-6D

5

Product Line up

Product Line up

幅広い分野をカバーする

作業効率を高める

豊富な製品ラインナップ

ユーザーインターフェース

医薬品の生産、食品製造、生体試料の乾燥に利用され、近年では考古学や工業など、幅広い分野で利用される

クリスト社凍結乾燥機のコントローラは、LD plus、LSCba si c、LSCplus の 3 種類。

クリスト社凍結乾燥機。分野を選ばず、様々なニーズを満たすことができます。

お客様のニーズに合わせお選び頂くことができます。

コントローラの違い

医薬品の生産食品製造

機能面

生 体試料の乾燥

考古学や工業表示面― 出来ること、出来ないこと ―L S C p l us

LSCbasic

LDplus

真空制御

○

○

○

プログラム運転

○

×

×

棚温度設定

○

×

×

サンプル温度測定○

××

パソコン制御、共晶点測定○（オプション）運転記録のみ○（オプション）

×

アイスコンデンサ自動融解

○

○

○

予備凍結

○

×

×

プロセス対応

A、B、C

B

B

停電後の復旧

停電直前の工程まで
自動復旧

停電直前の工程まで
自動復旧

停電直前の工程まで
自動復旧

操作方法

タッチパネル
10 キー入力

タッチパネル
10 キー入力

ボタン操作

ディスプレイ

カラー

カラー

白黒

気圧表示

mbar、hPa、Torr

mbar、hPa、Torr

mbar

温度表示

℃、F

℃、F

℃

作成プログラムのグラフ表示

○

×

×

オイル交換時期設定

○

○

×

note
WSTシステム（Wireless Shelf Technology） ※LSCplusコントローラのみ
煩わしいコードが無く、セットするだけで、使用する加熱棚すべての温度を表示します。
例えば5枚の加熱棚をセットしたとき、上部と下部の加熱棚では温度に違いが生じます
が、WSTシステムでは、設定温度に対して独立でヒータのON・OFFが可能になりました。
ALPHA1 - 2

4

EPSILON2-4

AL P HA2-4

GAMMA2-16

EP S IL O N 2-6D

5Feature Description
お客様のお悩みを解決する
5 つの基本性能
真空制御・棚温度制御・凍結から乾燥まで一貫処理・プログラム制御・トラップ構造。
これらの基本性能を備え、様々な試料、容器に合わせた凍結乾燥に対応できます。

FREEZECONTROL

真空 制 御DRY

凍結から乾燥まで一貫処理

凍結乾燥機の大原則です。共晶点よりも低い気圧を維持さ一つのチャンバ内で、予備凍結から乾燥までを処理するこせることで、試料の融解を防ぎます。

とが出来ます。

共晶点付近で凍結乾燥中の気圧を維持させることが、効率凍結させた試料の輸送中の融解、空気中のコンタミネーの良い乾燥、再現性の高い乾燥につながります。

ション防止に適しております。

低すぎる気圧（引きっぱなし）は、試料を過冷却させ、昇全ての機種で不活性ガスによる置換が可能です。

華運動を抑えます。

棚温 度 制 御プログラム制御

一定時間で温度上昇の傾きを設定することで、よくありが凍結温度、乾燥時間、真空度、棚温度、乾燥時間といった乾ちな急激な加熱による試料の融解を防ぐことが出来ます。

燥工程を1プログラムで64ステップ作成できます。プログ
ラムの保存件数は32プログラムであり、様々なプログラム
リストから選択・内容変更も可能です。

6

7

Feature Description
お客様のお悩みを解決する
5 つの基本性能
真空制御・棚温度制御・凍結から乾燥まで一貫処理・プログラム制御・トラップ構造。
これらの基本性能を備え、様々な試料、容器に合わせた凍結乾燥に対応できます。

FREEZECONTROL

真空 制 御DRY

凍結から乾燥まで一貫処理

凍結乾燥機の大原則です。共晶点よりも低い気圧を維持さ一つのチャンバ内で、予備凍結から乾燥までを処理するこせることで、試料の融解を防ぎます。

とが出来ます。

共晶点付近で凍結乾燥中の気圧を維持させることが、効率凍結させた試料の輸送中の融解、空気中のコンタミネーの良い乾燥、再現性の高い乾燥につながります。

ション防止に適しております。

低すぎる気圧（引きっぱなし）は、試料を過冷却させ、昇全ての機種で不活性ガスによる置換が可能です。

華運動を抑えます。

棚温 度 制 御プログラム制御

一定時間で温度上昇の傾きを設定することで、よくありが凍結温度、乾燥時間、真空度、棚温度、乾燥時間といった乾ちな急激な加熱による試料の融解を防ぐことが出来ます。

燥工程を1プログラムで64ステップ作成できます。プログ
ラムの保存件数は32プログラムであり、様々なプログラム
リストから選択・内容変更も可能です。

6

7

Feature Description

Laboratory systems

お客様のお悩みを解決する

信頼性と安定性を追求した

5 つの基本性能

凍結乾燥機の基本構造

真空制御・棚温度制御・凍結から乾燥まで一貫処理・プログラム制御・トラップ構造。

医薬品の生産、食品製造、生体試料の乾燥に利用され、近年では考古学や工業など、幅広い分野で利用されるクリスト

これらの基本性能を備え、様々な試料、容器に合わせた凍結乾燥に対応できます。

社凍結乾燥機。分野を選ばず、様々なニーズを満たすことができます。

プロセス A

トラ ッ プ 構 造

試料をアイスコンデンサチャンバ内に入れ凍結させます。

トラップ用の冷却コイルの直径を広くとることによって、そのまま、真空引きを開始し、乾燥までを一貫で一つのチャ冷却コイルの表面積が広くなる構造です。

ンバ内で行います。共晶点の低い試料に適しています。

また、ドライチャンバを載せたときの開口部が広く、昇華蒸気がスムーズに流れるので、トラップ効率が高くなり、真空ポンプへの流れる蒸気量を抑えることができます。

プロセス B
試料を外部フリーザで凍結させ、ドライチャンバ内や真空バルブに取り付けて乾燥を行います。一度に多くの試料をnote

処理することができます。

「 ボ イ ル ・ シ ャ ル ルの法則」を覚えていますか？
『質量が一定のとき、気体の体積は圧力に反比例し、絶対温度に比例する』、これがボイル・シャルルの法則です。
凍結乾燥機でも同じことが起きているのです。
たとえば、1 g あたりの氷を蒸気に変えたとき気体体積は次の通りの体積になります。

1 m ba r=1 m

プロセス C3

0 .1 m ba r = 1 0 m

封栓装置
自動中間バルブ

棚式の生産機と同じく、試料を乾燥チャンバにいれ、試料

30 .01 m ba r = 1 0 0 m 3を載せた棚を直接冷やし、試料を凍結させます。そのまま

ドライチャンバ

真空引きを開始し、乾燥を行います。

1000 mbar

100 mbar
乾燥棚だからよりトラップ効率の高い装置が必要になります。

アイスコンデンサ
アイスコンデンサチャンバ

89Feature Description

Laboratory systems

お客様のお悩みを解決する

信頼性と安定性を追求した

5 つの基本性能

凍結乾燥機の基本構造

真空制御・棚温度制御・凍結から乾燥まで一貫処理・プログラム制御・トラップ構造。

医薬品の生産、食品製造、生体試料の乾燥に利用され、近年では考古学や工業など、幅広い分野で利用されるクリスト

これらの基本性能を備え、様々な試料、容器に合わせた凍結乾燥に対応できます。

社凍結乾燥機。分野を選ばず、様々なニーズを満たすことができます。

プロセス A

トラ ッ プ 構 造

試料をアイスコンデンサチャンバ内に入れ凍結させます。

トラップ用の冷却コイルの直径を広くとることによって、そのまま、真空引きを開始し、乾燥までを一貫で一つのチャ冷却コイルの表面積が広くなる構造です。

ンバ内で行います。共晶点の低い試料に適しています。

また、ドライチャンバを載せたときの開口部が広く、昇華蒸気がスムーズに流れるので、トラップ効率が高くなり、真空ポンプへの流れる蒸気量を抑えることができます。

プロセス B
試料を外部フリーザで凍結させ、ドライチャンバ内や真空バルブに取り付けて乾燥を行います。一度に多くの試料をnote

処理することができます。

「 ボ イ ル ・ シ ャ ル ルの法則」を覚えていますか？
『質量が一定のとき、気体の体積は圧力に反比例し、絶対温度に比例する』、これがボイル・シャルルの法則です。
凍結乾燥機でも同じことが起きているのです。
たとえば、1 g あたりの氷を蒸気に変えたとき気体体積は次の通りの体積になります。

1 m ba r=1 m

プロセス C3

0 .1 m ba r = 1 0 m

封栓装置
自動中間バルブ

棚式の生産機と同じく、試料を乾燥チャンバにいれ、試料

30 .01 m ba r = 1 0 0 m 3を載せた棚を直接冷やし、試料を凍結させます。そのまま

ドライチャンバ

真空引きを開始し、乾燥を行います。

1000 mbar

100 mbar
乾燥棚だからよりトラップ効率の高い装置が必要になります。

アイスコンデンサ
アイスコンデンサチャンバ

89

Conﬁguration Options ［ 様々なニーズにお応えする、構成・オプション例 ］

LSCplus システム
■ ALPHA1-4LSCplus/2-4LSCplus■ BETA1-8LSCplus/2-8LSCplus

トラップ容量：4 kg／トラップ温度：ALPHA1-4LSCplus -50℃、ALPHA2-4LSCplus-80℃

トラップ容量：8 kg／トラップ温度：BETA1-8LSCplus -50℃、BETA2-8LSCplus-80℃※真空ポンプは外付けです。

※真空ポンプは外付けです。

予備凍結
可能

予備凍結
可能

予備凍結
可能

予備凍結
可能

〈プロセス A〉

〈プロセス A〉

〈プロセス A〉

〈プロセス A〉

- 加熱棚直径 200 mm- 使用枚数 1枚- サンプル出し入れ間口- 封栓用加熱棚直径 200 mm- 使用枚数 1枚- サンプル出し入れ間口 70 mm- 加熱棚直径 200 mm- 使用枚数 1枚- サンプル出し入れ間口- 封栓用加熱棚直径 200 mm- 使用枚数 1枚- サンプル出し入れ間口 70 mm

70 mm

140 mm〈プロセス B〉

- ドライチャンバ直径 300 mm- ドライチャンバ全高 335 mm（有効高さ295 mm）- フラスコ接続ポート 12本〈プロセス B〉

- ドライチャンバ直径- ドライチャンバ全高- フラスコ接続ポート

300 mm
670 mm24本- 加熱棚直径 200 mm- 使用枚数 5枚- 棚間隔 25 mm〈プロセス B〉

〈プロセス B〉

- 角型チャンバ寸法（W×D×H）390×525×431 mm- 棚寸法（W×D）256×300 mm- 棚枚数 5枚

- ステンレスマニホールド(W×H)- フラスコ接続ポート 20本

10

- 棚間隔

54 mm

- ドライチャンバ直径- ドライチャンバ全高- フラスコ接続ポート〈プロセス B〉

300 mm
670 mm24本- ステンレスマニホールド（W×H）380×755 mm- フラスコ接続ポート 8本

LyoCube 角型
チャンバシステム

LyoCube 角型
チャンバシステム※角型チャンバの取り外しはできません。
※棚の取り外しはできません。

〈プロセス B〉

〈プロセス B〉

687×320 mm- ドライチャンバ直径 300 mm- ドライチャンバ全高 500 mm（有効高さ470 mm）- フラスコ接続ポート 12本- 加熱棚直径 200 mm- 使用枚数 10枚- 棚間隔 25 mm〈プロセス B〉

- チャンバ寸法（W×D×H）390×525×431 mm- 棚寸法（W×D）256×300 mm- 棚枚数※角型チャンバの取り外しはできません。
※棚の取り外しはできません。

- 棚間隔

5枚
54 mm

ALPHA / BETA / GAMMA / EPSILON 凍結乾燥機
ルーチン用凍結乾燥機／研究用凍結乾燥機／パイロット型用凍結乾燥機

11

Conﬁguration Options ［ 様々なニーズにお応えする、構成・オプション例 ］

LSCplus システム
■ ALPHA1-4LSCplus/2-4LSCplus■ BETA1-8LSCplus/2-8LSCplus

トラップ容量：4 kg／トラップ温度：ALPHA1-4LSCplus -50℃、ALPHA2-4LSCplus-80℃

トラップ容量：8 kg／トラップ温度：BETA1-8LSCplus -50℃、BETA2-8LSCplus-80℃※真空ポンプは外付けです。

※真空ポンプは外付けです。

予備凍結
可能

予備凍結
可能

予備凍結
可能

予備凍結
可能

〈プロセス A〉

〈プロセス A〉

〈プロセス A〉

〈プロセス A〉

- 加熱棚直径 200 mm- 使用枚数 1枚- サンプル出し入れ間口- 封栓用加熱棚直径 200 mm- 使用枚数 1枚- サンプル出し入れ間口 70 mm- 加熱棚直径 200 mm- 使用枚数 1枚- サンプル出し入れ間口- 封栓用加熱棚直径 200 mm- 使用枚数 1枚- サンプル出し入れ間口 70 mm

70 mm

140 mm〈プロセス B〉

- ドライチャンバ直径 300 mm- ドライチャンバ全高 335 mm（有効高さ295 mm）- フラスコ接続ポート 12本〈プロセス B〉

- ドライチャンバ直径- ドライチャンバ全高- フラスコ接続ポート

300 mm
670 mm24本- 加熱棚直径 200 mm- 使用枚数 5枚- 棚間隔 25 mm〈プロセス B〉

〈プロセス B〉

- 角型チャンバ寸法（W×D×H）390×525×431 mm- 棚寸法（W×D）256×300 mm- 棚枚数 5枚

- ステンレスマニホールド(W×H)- フラスコ接続ポート 20本

10

- 棚間隔

54 mm

- ドライチャンバ直径- ドライチャンバ全高- フラスコ接続ポート〈プロセス B〉

300 mm
670 mm24本- ステンレスマニホールド（W×H）380×755 mm- フラスコ接続ポート 8本

LyoCube 角型
チャンバシステム

LyoCube 角型
チャンバシステム※角型チャンバの取り外しはできません。
※棚の取り外しはできません。

〈プロセス B〉

〈プロセス B〉

687×320 mm- ドライチャンバ直径 300 mm- ドライチャンバ全高 500 mm（有効高さ470 mm）- フラスコ接続ポート 12本- 加熱棚直径 200 mm- 使用枚数 10枚- 棚間隔 25 mm〈プロセス B〉

- チャンバ寸法（W×D×H）390×525×431 mm- 棚寸法（W×D）256×300 mm- 棚枚数※角型チャンバの取り外しはできません。
※棚の取り外しはできません。

- 棚間隔

5枚
54 mm

ALPHA / BETA / GAMMA / EPSILON 凍結乾燥機
ルーチン用凍結乾燥機／研究用凍結乾燥機／パイロット型用凍結乾燥機

11Configuration Options ［ 様々なニーズにお応えする、構成・オプション例 ］

LSCplus システム
■ GAMMA1-16LSCplus/2-16LSCplus■ EPSILON 1-4LSCplus/2-4LSCplus

トラップ容量：16 kg／トラップ温度：GAMMA1-16LSCplus -50℃、GAMMA2-16LSCplus -80℃

トラップ容量：4 kg／トラップ温度：EPSILON1-4LSCplus -50℃、EPSILON2-4LSCplus -80℃

※真空ポンプは外付けです。

予備凍結
可能

※真空ポンプは外付けです。

予備凍結
可能

〈プロセス A〉

〈プロセス A〉

- 加熱棚直径 200 mm- 使用枚数 5枚- 棚間隔 25 mm- 封栓用加熱棚直径- 使用枚数 2枚- 棚間隔 45 mm

250 mm〈プロセス C〉

- 棚寸法（W×D） 270×400 mm- 棚間隔 135 mm※真空ポンプは外付けです。

■ EPSILON 2-6D LSCplus
トラップ容量：6 kg／トラップ温度：EPSILON2-6D LSCplus -80℃

〈プロセス B〉

- ドライチャンバ直径 300 mm- ドライチャンバ全高 335 mm（有効高さ295 mm）- フラスコ接続ポート 12本- 封栓用加熱棚直径 250 mm- 使用枚数 5枚- 棚間隔 45 mm※真空ポンプは内蔵です。

〈プロセス B〉

- ドライチャンバ直径 300 mm- ドライチャンバ全高 500 mm（有効高さ470 mm）- 加熱棚直径 200 mm- 使用枚数 10枚- 棚間隔 25 mm〈プロセス C〉

- 棚寸法（W×D） 225×300 mm〈プロセス B〉

- ドライチャンバ直径 457 mm- ドライチャンバ全高 733 mm（有効高さ693 mm）

12〈プロセス B〉

- 棚直径
- 棚枚数
- 棚間隔

375 mm8枚
48 mm- ドライチャンバ直径 300 mm- ドライチャンバ全高 500 mm（有効高さ470 mm）- 封栓用加熱棚直径 250 mm- 使用枚数 4枚- 棚間隔 50 mm※棚枚数は3枚〜6枚の間で指定してください。
棚間隔 3枚：73 mm／4枚：51 mm／5枚：40 mm／6枚：31 mm※封栓用棚枚数は2枚、3枚のどちらかを指定してください。
棚間隔 2枚：109 mm／3枚：73 m※真空ポンプは内蔵しています。

ALPHA / BETA / GAMMA / EPSILON 凍結乾燥機
ルーチン用凍結乾燥機／研究用凍結乾燥機／パイロット型用凍結乾燥機

13

Configuration Options ［ 様々なニーズにお応えする、構成・オプション例 ］

LSCplus システム
■ GAMMA1-16LSCplus/2-16LSCplus■ EPSILON 1-4LSCplus/2-4LSCplus

トラップ容量：16 kg／トラップ温度：GAMMA1-16LSCplus -50℃、GAMMA2-16LSCplus -80℃

トラップ容量：4 kg／トラップ温度：EPSILON1-4LSCplus -50℃、EPSILON2-4LSCplus -80℃

※真空ポンプは外付けです。

予備凍結
可能

※真空ポンプは外付けです。

予備凍結
可能

〈プロセス A〉

〈プロセス A〉

- 加熱棚直径 200 mm- 使用枚数 5枚- 棚間隔 25 mm- 封栓用加熱棚直径- 使用枚数 2枚- 棚間隔 45 mm

250 mm〈プロセス C〉

- 棚寸法（W×D） 270×400 mm- 棚間隔 135 mm※真空ポンプは外付けです。

■ EPSILON 2-6D LSCplus
トラップ容量：6 kg／トラップ温度：EPSILON2-6D LSCplus -80℃

〈プロセス B〉

- ドライチャンバ直径 300 mm- ドライチャンバ全高 335 mm（有効高さ295 mm）- フラスコ接続ポート 12本- 封栓用加熱棚直径 250 mm- 使用枚数 5枚- 棚間隔 45 mm※真空ポンプは内蔵です。

〈プロセス B〉

- ドライチャンバ直径 300 mm- ドライチャンバ全高 500 mm（有効高さ470 mm）- 加熱棚直径 200 mm- 使用枚数 10枚- 棚間隔 25 mm〈プロセス C〉

- 棚寸法（W×D） 225×300 mm〈プロセス B〉

- ドライチャンバ直径 457 mm- ドライチャンバ全高 733 mm（有効高さ693 mm）

12〈プロセス B〉

- 棚直径
- 棚枚数
- 棚間隔

375 mm8枚
48 mm- ドライチャンバ直径 300 mm- ドライチャンバ全高 500 mm（有効高さ470 mm）- 封栓用加熱棚直径 250 mm- 使用枚数 4枚- 棚間隔 50 mm※棚枚数は3枚〜6枚の間で指定してください。
棚間隔 3枚：73 mm／4枚：51 mm／5枚：40 mm／6枚：31 mm※封栓用棚枚数は2枚、3枚のどちらかを指定してください。
棚間隔 2枚：109 mm／3枚：73 m※真空ポンプは内蔵しています。

ALPHA / BETA / GAMMA / EPSILON 凍結乾燥機
ルーチン用凍結乾燥機／研究用凍結乾燥機／パイロット型用凍結乾燥機

13

Conﬁguration Options

LDplus システム
■ ALPHA1-2LDplus■ BETA1-8LSCbasic / 2-8LSCbasic

トラップ容量：2.5 kg／トラップ温度：ALPHA1-2LDplus -50℃

トラップ容量：8 kg／トラップ温度：BETA1-8LSCbasic -50℃、BETA2-8LSCbasic -80℃

※真空ポンプは外付けです。※棚温度の設定はできません。

※真空ポンプは外付けです。※棚温度の設定はできません。

〈プロセス B〉

〈プロセス B〉

- ステンレスマニホールド（W×H） 380×755 mm- フラスコ接続ポート 8本- ドライチャンバ直径 240 mm- ドライチャンバ全高 335 mm（有効高さ295 mm）- フラスコ接続ポート 8本- 3段ラック直径 200 mm- 棚間隔 85 mm〈プロセス B〉

〈プロセス B〉

- ステンレスマニホールド（W×H） 380×755 mm- フラスコ接続ポート 8本- ドライチャンバ直径 300 mm- ドライチャンバ全高 500 mm（有効高さ470 mm）〈プロセス B〉

〈プロセス B〉

- ドライチャンバ直径 300 mm- ドライチャンバ全高 670 mm- フラスコ接続ポート 24本- ドライチャンバ直径 457 mm - 5段ラック直径 360 mm- ドライチャンバ全高 500 mm - 棚間隔 70 mm（有効高さ460 mm）- 5段ラック直径 265 mm- 使用枚数 5枚- 棚間隔 79 mm

LSCbasic システム
■ ALPHA1-4LSCbasic / 2-4LSCbasic

トラップ容量：4 kg／トラップ温度：ALPHA1-4LSCbasic -50℃／
ALPHA2-4LSCbasic -80℃
※真空ポンプは外付けです。※棚温度の設定はできません。

〈プロセス B〉

- ドライチャンバ直径 300 mm- ドライチャンバ全高 335 mm（有効高さ295 mm）〈プロセス B〉

- フラスコ接続ポート 12本- 3段ラック直径 265 mm- 棚間隔 79 mm〈プロセス B〉

- ドライチャンバ直径 457 mm- ドライチャンバ全高 500 mm（有効高さ460 mm）

14- ドライチャンバ直径 300 mm- ドライチャンバ全高 670 mm- フラスコ接続サポート 24本〈プロセス B〉

- 5段ラック直径 360 mm- 棚間隔 70 mm- ドライチャンバ直径 300 mm- ドライチャンバ全高 335 mm（有効高さ295 mm）〈プロセス B〉

- 封栓用棚直径 250 mm- 使用枚数 2枚- 棚間隔 45 mm- ドライチャンバ直径 300 mm- ドライチャンバ全高 500 mm（有効高さ470 mm）- 封栓用棚直径 250 mm- 使用枚数 4枚- 棚間隔 50 mm

ALPHA / BETA / GAMMA / EPSILON 凍結乾燥機
ルーチン用凍結乾燥機／研究用凍結乾燥機／パイロット型用凍結乾燥機

15

Conﬁguration Options

LDplus システム
■ ALPHA1-2LDplus■ BETA1-8LSCbasic / 2-8LSCbasic

トラップ容量：2.5 kg／トラップ温度：ALPHA1-2LDplus -50℃

トラップ容量：8 kg／トラップ温度：BETA1-8LSCbasic -50℃、BETA2-8LSCbasic -80℃

※真空ポンプは外付けです。※棚温度の設定はできません。

※真空ポンプは外付けです。※棚温度の設定はできません。

〈プロセス B〉

〈プロセス B〉

- ステンレスマニホールド（W×H） 380×755 mm- フラスコ接続ポート 8本- ドライチャンバ直径 240 mm- ドライチャンバ全高 335 mm（有効高さ295 mm）- フラスコ接続ポート 8本- 3段ラック直径 200 mm- 棚間隔 85 mm〈プロセス B〉

〈プロセス B〉

- ステンレスマニホールド（W×H） 380×755 mm- フラスコ接続ポート 8本- ドライチャンバ直径 300 mm- ドライチャンバ全高 500 mm（有効高さ470 mm）〈プロセス B〉

〈プロセス B〉

- ドライチャンバ直径 300 mm- ドライチャンバ全高 670 mm- フラスコ接続ポート 24本- ドライチャンバ直径 457 mm - 5段ラック直径 360 mm- ドライチャンバ全高 500 mm - 棚間隔 70 mm（有効高さ460 mm）- 5段ラック直径 265 mm- 使用枚数 5枚- 棚間隔 79 mm

LSCbasic システム
■ ALPHA1-4LSCbasic / 2-4LSCbasic

トラップ容量：4 kg／トラップ温度：ALPHA1-4LSCbasic -50℃／
ALPHA2-4LSCbasic -80℃
※真空ポンプは外付けです。※棚温度の設定はできません。

〈プロセス B〉

- ドライチャンバ直径 300 mm- ドライチャンバ全高 335 mm（有効高さ295 mm）〈プロセス B〉

- フラスコ接続ポート 12本- 3段ラック直径 265 mm- 棚間隔 79 mm〈プロセス B〉

- ドライチャンバ直径 457 mm- ドライチャンバ全高 500 mm（有効高さ460 mm）

14- ドライチャンバ直径 300 mm- ドライチャンバ全高 670 mm- フラスコ接続サポート 24本〈プロセス B〉

- 5段ラック直径 360 mm- 棚間隔 70 mm- ドライチャンバ直径 300 mm- ドライチャンバ全高 335 mm（有効高さ295 mm）〈プロセス B〉

- 封栓用棚直径 250 mm- 使用枚数 2枚- 棚間隔 45 mm- ドライチャンバ直径 300 mm- ドライチャンバ全高 500 mm（有効高さ470 mm）- 封栓用棚直径 250 mm- 使用枚数 4枚- 棚間隔 50 mm

ALPHA / BETA / GAMMA / EPSILON 凍結乾燥機
ルーチン用凍結乾燥機／研究用凍結乾燥機／パイロット型用凍結乾燥機

15

Best combination

試料、要望に合わせた簡単な機種選び
簡単なマトリックスでお使いの試料、ご要望に応じた機能、機種選びをお手伝いします。

標準の組み合わせがいい

ALPHA1-2LDplus

推奨プロセス
コントローラ

水溶性試料の乾燥②ご要望

連続的で大量に処理したい

BETA2-8LSCbasic

トラップ容量が大きい機種

推奨プロセス
コントローラプロセス B , LSCbasic

必要な様々な容器に対応して欲しい

ALPHA2-4LSCbasic

真空制御、
棚温度制御、封栓機能、プログラム運転プロセス A,

LSCplus

粉体試料の乾燥
一度に大量（バルク）処理したい

ALPHA2-4LSCplus

容器

必要な

真空制御

推奨プロセス
コントローラプロセス B , LSCbasic

必要な

氷点の低い水溶性試料の乾燥
試料の融解を防ぎたい

ALPHA2-4LSCplus

機能

真空制御、棚温度制御

推奨プロセス
コントローラプロセス B、LSCplus

食品製造
試料を載せる棚の面積を大きくしたい

ご要望

使用する

容器

EPSILON2-6D LSCplus

使用する

容器

機能

トラップ温度−80℃以下

推奨プロセス
コントローラプロセス A , LSCplus

必要な

乳酸菌の乾燥
試料の融解を防ぎたい

使用する

容器

16

ALPHA2-4LSCplus

使用する

機能

必要な

ALPHA2-4LSCplus

LSCplus

試料の融解を防ぎたい

ご要望

容器

ご要望

プロセス B,

推奨プロセス
コントローラ

使用する

必要な

トレイ

哺乳動物精子の乾燥

機能食品研究（果実、野菜、魚介類など）

ご要望

アンプル瓶

容器

機能

ご要望

バイアル瓶

使用する

容器
必要な

マイクロチューブ

真空制御、プログラム運転

ご要望

使用する

プレート

容器

推奨プロセス
コントローラプロセス B , LDplus

シャーレ

使用する

機能

容器

試験管

L−乾燥をしたい

必要な

使用する

広口瓶

微生物の乾燥
ご要望

水溶性試料の乾燥①
ご要望

フラスコ

GAMMA2-16LSCplus

機能

真空制御、
棚温度制御、プログラム運転推奨プロセス
コントローラプロセス C、EPSILON シリーズ

製剤製造
ご要望

生産用大型凍結乾燥機と同じ乾燥条件をプログラムしたい

EPSILON2-4LSCplus ／ EPSILON2-6LSCplus

使用する

容器

機能

真空制御、棚温度制御、封栓機能、プログラム運転

推奨プロセス
コントローラプロセス A , LSCplus

必要な

機能

真空制御、
棚温度制御、封栓装置、プログラム運転推奨プロセス
コントローラプロセス C、EPSILON シリーズ

ALPHA / BETA / GAMMA / EPSILON 凍結乾燥機
ルーチン用凍結乾燥機／研究用凍結乾燥機／パイロット型用凍結乾燥機

17

Best combination

試料、要望に合わせた簡単な機種選び
簡単なマトリックスでお使いの試料、ご要望に応じた機能、機種選びをお手伝いします。

標準の組み合わせがいい

ALPHA1-2LDplus

推奨プロセス
コントローラ

水溶性試料の乾燥②ご要望

連続的で大量に処理したい

BETA2-8LSCbasic

トラップ容量が大きい機種

推奨プロセス
コントローラプロセス B , LSCbasic

必要な様々な容器に対応して欲しい

ALPHA2-4LSCbasic

真空制御、
棚温度制御、封栓機能、プログラム運転プロセス A,

LSCplus

粉体試料の乾燥
一度に大量（バルク）処理したい

ALPHA2-4LSCplus

容器

必要な

真空制御

推奨プロセス
コントローラプロセス B , LSCbasic

必要な

氷点の低い水溶性試料の乾燥
試料の融解を防ぎたい

ALPHA2-4LSCplus

機能

真空制御、棚温度制御

推奨プロセス
コントローラプロセス B、LSCplus

食品製造
試料を載せる棚の面積を大きくしたい

ご要望

使用する

容器

EPSILON2-6D LSCplus

使用する

容器

機能

トラップ温度−80℃以下

推奨プロセス
コントローラプロセス A , LSCplus

必要な

乳酸菌の乾燥
試料の融解を防ぎたい

使用する

容器

16

ALPHA2-4LSCplus

使用する

機能

必要な

ALPHA2-4LSCplus

LSCplus

試料の融解を防ぎたい

ご要望

容器

ご要望

プロセス B,

推奨プロセス
コントローラ

使用する

必要な

トレイ

哺乳動物精子の乾燥

機能食品研究（果実、野菜、魚介類など）

ご要望

アンプル瓶

容器

機能

ご要望

バイアル瓶

使用する

容器
必要な

マイクロチューブ

真空制御、プログラム運転

ご要望

使用する

プレート

容器

推奨プロセス
コントローラプロセス B , LDplus

シャーレ

使用する

機能

容器

試験管

L−乾燥をしたい

必要な

使用する

広口瓶

微生物の乾燥
ご要望

水溶性試料の乾燥①
ご要望

フラスコ

GAMMA2-16LSCplus

機能

真空制御、
棚温度制御、プログラム運転推奨プロセス
コントローラプロセス C、EPSILON シリーズ

製剤製造
ご要望

生産用大型凍結乾燥機と同じ乾燥条件をプログラムしたい

EPSILON2-4LSCplus ／ EPSILON2-6LSCplus

使用する

容器

機能

真空制御、棚温度制御、封栓機能、プログラム運転

推奨プロセス
コントローラプロセス A , LSCplus

必要な

機能

真空制御、
棚温度制御、封栓装置、プログラム運転推奨プロセス
コントローラプロセス C、EPSILON シリーズ

ALPHA / BETA / GAMMA / EPSILON 凍結乾燥機
ルーチン用凍結乾燥機／研究用凍結乾燥機／パイロット型用凍結乾燥機

17

Specifications

仕様

ALPHA1-4LSCplus ALPHA2-4LSCplus BETA1-8LSCplus

BETA2-8LSCplus GAMMA1-16LSCplus GAMMA2-16LSCplus

L SC b as i cコ ン ト ロー ラ

EPSILON1-4LSCplus EPSILON2-4LSCplus EPSILON2-6D LSCplus ALPHA1-2LDplus ALPHA1-4LSCbasic ALPHA2-4LSCbasic

BETA1-8LSCbasic

BETA2-8LSCbasic

トラップ容量

4kg

4kg

8kg

8kg

16kg

16kg

4kg

4kg

6kg

2.5kg

4kg

4kg

8kg

8kg

トラップ能力4kg/24h

4kg/24h

6kg/24h

6kg/24h

12kg/24h

12kg/24h

3kg/24h

3kg/24h

4kg/24h

2kg/24h

4kg/24h

4kg/24h

6kg/24h

6kg/24h

トラップ温度-50℃以下-80℃以下-50℃以下-80℃以下-50℃以下-80℃以下-50℃以下-80℃以下-80℃以下-50℃以下-50℃以下-80℃以下-50℃以下-80℃以下チャンバ容量

6.5L

6.5L

11L

11L

30L

30L

40L

40L

乾燥室34Lトラップ室23L

3.2L

6.5L

6.5L

11L

11L

予備凍結温度

-25℃

-35℃

-25℃

-35℃

-40℃

-50℃

-45℃

-70℃

-50℃

―

―

―

―

―

プロセス工程

A,B

A,B

A,B

A,B

A,B

A,B

C

C

C

B

B

B

B

B

寸法（W×D×H）mm

390×635×415

390×635×415

780×635×415

780×635×415

860×755×495

860×755×495

780×598×520

780×598×520

860×788×1275

315×460×345

390×635×415

390×635×415

780×635×415

780×635×415

質量

48kg

60kg

63kg

78kg

135kg

160kg

110kg

140kg

330kg

28kg

48kg

55kg

63kg

78kg

必要電源（トランス外付）

単相200V 10A

単相200V 15A

単相200V 10A

単相200V 15A

単相200V 20A

単相200V 25A

単相200V 20A

単相200V 25A

三相200V 30A

100V 15A

単相200V 10A

単相200V 15A

単相200V 10A

単相200V 15A

消費電力

1.0KVA

1.84KVA

1.0KVA

2KVA

2KVA

3KVA

1.5KVA

2KVA

3.45KVA

0.7KVA

1.0KVA

1.84KVA

1.0KVA

2KVA

外部接続ポート

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

―

―

―

―

―

突起物を含む

自然冷媒

R1270（プロピレン）
R1270（プロピレン）
R1270（プロピレン）
R1270（プロピレン） R170（エタン） R1270（プロピレン） R170（エタン） R1270（プロピレン） R170（エタン）R170（エタン） R290（プロパン） R170（エタン） R290（プロパン） R170（エタン） R290（プロパン）

R1270（プロピレン）
R1270（プロピレン）
R1270（プロピレン） R1270（プロピレン）
R1270（プロピレン） R170（エタン） R170（エタン） R1270（プロピレン） R1270（プロピレン） R170（エタン） R1270（プロピレン） R170（エタン）R170（エタン） R290（プロパン） R290（プロパン） R170（エタン） R170（エタン） R290（プロパン） R170（エタン） R290（プロパン）

騒音レベル

54dB

54dB

54dB

54dB

56dB

56dB

54dB

54dB

61dB

54dB

54dB

54dB

54dB

54dB

真空制御

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

―

―

―

―

―

プログラム機能32プログラム
32プログラム
32プログラム
32プログラム
32プログラム
32プログラム
1プログラム64ステップ 1プログラム64ステップ 1プログラム64ステップ 1プログラム64ステップ 1プログラム64ステップ 1プログラム64ステップ

32プログラム
32プログラム
32プログラム
1プログラム64ステップ 1プログラム64ステップ 1プログラム64ステップ

パソコン制御

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

―

―

―

―

―

共晶点測定

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

―

―

―

―

―

プロセスA時の棚温度設定-25℃〜+60℃-35℃〜+60℃-25℃〜+60℃-35℃〜+60℃-40℃〜+60℃-50℃〜+60℃-45℃〜+60℃-70℃〜+60℃-50℃〜+60℃

―

―

―

―

―

加熱棚

最大1枚
直径200 mm
棚間隔70 mm

最大1枚
直径200 mm
棚間隔70 mm

最大1枚
直径200 mm
棚間隔140 mm

最大1枚
直径200 mm
棚間隔140 mm

最大5枚
直径200 mm
棚間隔25 mm

最大5枚
直径200 mm
棚間隔25 mm

最大1枚
270×400 mm
棚間隔135 mm

最大1枚
270×400 mm
棚間隔135 mm

標準3枚
225×300 mm
棚間隔73 mm

―

―

―

―

―

封栓用加熱棚

最大1枚
直径200 mm
棚間隔70 mm

最大1枚
直径200 mm
棚間隔70 mm

最大1枚
直径200 mm
棚間隔70 mm

最大1枚
直径200 mm
棚間隔70 mm

最大2枚
250 mm
棚間隔45 mm

最大2枚
250 mm
棚間隔45 mm

最大1枚
270×400 mm
棚間隔135 mm

最大1枚
270×400 mm
棚間隔135 mm

標準3枚
225×300 mm
棚間隔73 mm

―

―

―

―

―

プロセスB時の棚温度設定

室温〜+60℃

室温〜+60℃

室温〜+60℃

室温〜+60℃

室温〜+60℃

室温〜+60℃

―

―

―

―

―

―

―

―

棚

最大10枚
直径200 mm
棚間隔25 mm

最大10枚
直径200 mm
棚間隔25 mm

最大10枚
直径200 mm
棚間隔25 mm

最大10枚
直径200 mm
棚間隔25 mm

最大10枚
直径200 mm
棚間隔25 mm

最大10枚
直径200 mm
棚間隔25 mm

―

―

―

3枚
直径200 mm
棚間隔85 mm

封栓用棚

最大4枚
直径250 mm
棚間隔50 mm

最大4枚
直径250 mm
棚間隔50 mm

最大4枚
直径250 mm
棚間隔50 mm

最大4枚
直径250 mm
棚間隔50 mm

最大4枚
直径250 mm
棚間隔50 mm

最大4枚
直径250 mm
棚間隔50 mm

―

―

―

最大2枚
直径200 mm
棚間隔70 mm

最大4枚
直径250 mm
棚間隔50 mm

最大4枚
直径250 mm
棚間隔50 mm

最大4枚
直径250 mm
棚間隔50 mm

最大4枚
直径250 mm
棚間隔50 mm

フラスコ接続ポート

24（12×2段）

24（12×2段）

24（12×2段）

24（12×2段）

24（12×2段）

24（12×2段）*オプション*オプション*オプション6

8

24（12×2段）

24（12×2段）

24（12×2段）

24（12×2段）

プロセスB時の角型チャンバ温度設定

室温〜+60℃

室温〜+60℃

室温〜+60℃

室温〜+60℃

室温〜+60℃

室温〜+60℃

―

―

―

―

―

―

―

―

棚

最大8枚
256(W)×300(D)

最大8枚
256(W)×300(D)

最大8枚
256(W)×300(D)

最大8枚
256(W)×300(D)

最大8枚
256(W)×300(D)

最大8枚
256(W)×300(D)

―

―

―

―

―

―

―

―

フラスコ接続ポート*オプション

6

6

6

6

6

6

―

―

―

―

―

―

―

―

本体価格（税別）

3,132,000円

4,007,000円

4,536,000円

5,563,000円

6,403,000円

7,771,000円

10,500,000円

12,000,000円

22,500,000円

1,729,000円

2,209,000円

3,191,000円

3,716,000円

4,903,000円*EPSILONのみプロセスC

18

LDplus
コントローラ

LSCplusコントローラ

4

4

5枚
5枚
5枚
5枚
直径265/360 mm 直径265/360 mm 直径265/360 mm 直径265/360 mm
棚間隔79/70 mm 棚間隔79/70 mm 棚間隔79/70 mm 棚間隔79/70 mm

ALPHA / BETA / GAMMA / EPSILON 凍結乾燥機
ルーチン用凍結乾燥機／研究用凍結乾燥機／パイロット型用凍結乾燥機

19

Specifications

仕様

ALPHA1-4LSCplus ALPHA2-4LSCplus BETA1-8LSCplus

BETA2-8LSCplus GAMMA1-16LSCplus GAMMA2-16LSCplus

L SC b as i cコ ン ト ロー ラ

EPSILON1-4LSCplus EPSILON2-4LSCplus EPSILON2-6D LSCplus ALPHA1-2LDplus ALPHA1-4LSCbasic ALPHA2-4LSCbasic

BETA1-8LSCbasic

BETA2-8LSCbasic

トラップ容量

4kg

4kg

8kg

8kg

16kg

16kg

4kg

4kg

6kg

2.5kg

4kg

4kg

8kg

8kg

トラップ能力4kg/24h

4kg/24h

6kg/24h

6kg/24h

12kg/24h

12kg/24h

3kg/24h

3kg/24h

4kg/24h

2kg/24h

4kg/24h

4kg/24h

6kg/24h

6kg/24h

トラップ温度-50℃以下-80℃以下-50℃以下-80℃以下-50℃以下-80℃以下-50℃以下-80℃以下-80℃以下-50℃以下-50℃以下-80℃以下-50℃以下-80℃以下チャンバ容量

6.5L

6.5L

11L

11L

30L

30L

40L

40L

乾燥室34Lトラップ室23L

3.2L

6.5L

6.5L

11L

11L

予備凍結温度

-25℃

-35℃

-25℃

-35℃

-40℃

-50℃

-45℃

-70℃

-50℃

―

―

―

―

―

プロセス工程

A,B

A,B

A,B

A,B

A,B

A,B

C

C

C

B

B

B

B

B

寸法（W×D×H）mm

390×635×415

390×635×415

780×635×415

780×635×415

860×755×495

860×755×495

780×598×520

780×598×520

860×788×1275

315×460×345

390×635×415

390×635×415

780×635×415

780×635×415

質量

48kg

60kg

63kg

78kg

135kg

160kg

110kg

140kg

330kg

28kg

48kg

55kg

63kg

78kg

必要電源（トランス外付）

単相200V 10A

単相200V 15A

単相200V 10A

単相200V 15A

単相200V 20A

単相200V 25A

単相200V 20A

単相200V 25A

三相200V 30A

100V 15A

単相200V 10A

単相200V 15A

単相200V 10A

単相200V 15A

消費電力

1.0KVA

1.84KVA

1.0KVA

2KVA

2KVA

3KVA

1.5KVA

2KVA

3.45KVA

0.7KVA

1.0KVA

1.84KVA

1.0KVA

2KVA

外部接続ポート

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

―

―

―

―

―

突起物を含む

自然冷媒

R1270（プロピレン）
R1270（プロピレン）
R1270（プロピレン）
R1270（プロピレン） R170（エタン） R1270（プロピレン） R170（エタン） R1270（プロピレン） R170（エタン）R170（エタン） R290（プロパン） R170（エタン） R290（プロパン） R170（エタン） R290（プロパン）

R1270（プロピレン）
R1270（プロピレン）
R1270（プロピレン） R1270（プロピレン）
R1270（プロピレン） R170（エタン） R170（エタン） R1270（プロピレン） R1270（プロピレン） R170（エタン） R1270（プロピレン） R170（エタン）R170（エタン） R290（プロパン） R290（プロパン） R170（エタン） R170（エタン） R290（プロパン） R170（エタン） R290（プロパン）

騒音レベル

54dB

54dB

54dB

54dB

56dB

56dB

54dB

54dB

61dB

54dB

54dB

54dB

54dB

54dB

真空制御

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

―

―

―

―

―

プログラム機能32プログラム
32プログラム
32プログラム
32プログラム
32プログラム
32プログラム
1プログラム64ステップ 1プログラム64ステップ 1プログラム64ステップ 1プログラム64ステップ 1プログラム64ステップ 1プログラム64ステップ

32プログラム
32プログラム
32プログラム
1プログラム64ステップ 1プログラム64ステップ 1プログラム64ステップ

パソコン制御

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

―

―

―

―

―

共晶点測定

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

―

―

―

―

―

プロセスA時の棚温度設定-25℃〜+60℃-35℃〜+60℃-25℃〜+60℃-35℃〜+60℃-40℃〜+60℃-50℃〜+60℃-45℃〜+60℃-70℃〜+60℃-50℃〜+60℃

―

―

―

―

―

加熱棚

最大1枚
直径200 mm
棚間隔70 mm

最大1枚
直径200 mm
棚間隔70 mm

最大1枚
直径200 mm
棚間隔140 mm

最大1枚
直径200 mm
棚間隔140 mm

最大5枚
直径200 mm
棚間隔25 mm

最大5枚
直径200 mm
棚間隔25 mm

最大1枚
270×400 mm
棚間隔135 mm

最大1枚
270×400 mm
棚間隔135 mm

標準3枚
225×300 mm
棚間隔73 mm

―

―

―

―

―

封栓用加熱棚

最大1枚
直径200 mm
棚間隔70 mm

最大1枚
直径200 mm
棚間隔70 mm

最大1枚
直径200 mm
棚間隔70 mm

最大1枚
直径200 mm
棚間隔70 mm

最大2枚
250 mm
棚間隔45 mm

最大2枚
250 mm
棚間隔45 mm

最大1枚
270×400 mm
棚間隔135 mm

最大1枚
270×400 mm
棚間隔135 mm

標準3枚
225×300 mm
棚間隔73 mm

―

―

―

―

―

プロセスB時の棚温度設定

室温〜+60℃

室温〜+60℃

室温〜+60℃

室温〜+60℃

室温〜+60℃

室温〜+60℃

―

―

―

―

―

―

―

―

棚

最大10枚
直径200 mm
棚間隔25 mm

最大10枚
直径200 mm
棚間隔25 mm

最大10枚
直径200 mm
棚間隔25 mm

最大10枚
直径200 mm
棚間隔25 mm

最大10枚
直径200 mm
棚間隔25 mm

最大10枚
直径200 mm
棚間隔25 mm

―

―

―

3枚
直径200 mm
棚間隔85 mm

封栓用棚

最大4枚
直径250 mm
棚間隔50 mm

最大4枚
直径250 mm
棚間隔50 mm

最大4枚
直径250 mm
棚間隔50 mm

最大4枚
直径250 mm
棚間隔50 mm

最大4枚
直径250 mm
棚間隔50 mm

最大4枚
直径250 mm
棚間隔50 mm

―

―

―

最大2枚
直径200 mm
棚間隔70 mm

最大4枚
直径250 mm
棚間隔50 mm

最大4枚
直径250 mm
棚間隔50 mm

最大4枚
直径250 mm
棚間隔50 mm

最大4枚
直径250 mm
棚間隔50 mm

フラスコ接続ポート

24（12×2段）

24（12×2段）

24（12×2段）

24（12×2段）

24（12×2段）

24（12×2段）*オプション*オプション*オプション6

8

24（12×2段）

24（12×2段）

24（12×2段）

24（12×2段）

プロセスB時の角型チャンバ温度設定

室温〜+60℃

室温〜+60℃

室温〜+60℃

室温〜+60℃

室温〜+60℃

室温〜+60℃

―

―

―

―

―

―

―

―

棚

最大8枚
256(W)×300(D)

最大8枚
256(W)×300(D)

最大8枚
256(W)×300(D)

最大8枚
256(W)×300(D)

最大8枚
256(W)×300(D)

最大8枚
256(W)×300(D)

―

―

―

―

―

―

―

―

フラスコ接続ポート*オプション

6

6

6

6

6

6

―

―

―

―

―

―

―

―

本体価格（税別）

3,132,000円

4,007,000円

4,536,000円

5,563,000円

6,403,000円

7,771,000円

10,500,000円

12,000,000円

22,500,000円

1,729,000円

2,209,000円

3,191,000円

3,716,000円

4,903,000円*EPSILONのみプロセスC

18

LDplus
コントローラ

LSCplusコントローラ

4

4

5枚
5枚
5枚
5枚
直径265/360 mm 直径265/360 mm 直径265/360 mm 直径265/360 mm
棚間隔79/70 mm 棚間隔79/70 mm 棚間隔79/70 mm 棚間隔79/70 mm

ALPHA / BETA / GAMMA / EPSILON 凍結乾燥機
ルーチン用凍結乾燥機／研究用凍結乾燥機／パイロット型用凍結乾燥機

19

凍結乾燥機の主な接続部品
ドライチャンバ

真空バルブ

封栓装置用カバー付加熱棚（LSCplus）

ラック（LDplus用）

真空センサ

ラックと加熱棚（LSCplus用） カバー付加熱棚とファン（LSCplus）

真空制御バルブ

真空ホース

CHRiST 凍結乾燥機 ノンフロン
Laboratory Freeze Dryers

真空ポンプ

ルーチン用凍結乾燥機 / 研究用凍結乾燥機 / パイロット型棚式凍結乾燥機

ALPHA / BETA / GAMMA / EPSILON SeriesThis model is designed exclusively for Japan.
日本国内専用機

カタログに記載している製品は、輸入製品です。日本国内での使用を意図しているため、本製品を日本国外へ持ち出ししないよう、お願いします。
また、
日本国外での本製品に対するサービス（修理、点検、消耗品の供給など）の提供についても、対応いたしかねます。
このカタログに掲載されている製品は専門知識をもっている方々を対象としており、これらの方々がその目的により相当の注意のもとに使用

使用上のお願いされるためのものです。必要な専門知識を有しない方には適切な使用ができない場合があり、危険が伴うことがあります。
このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。

禁止

右記のような場合は、使用を直ちに中止してください。

安全に関するご注意● コゲくさい臭いや異常に熱くなる。
● 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。

お願い● その他の異常・故障がある。

事故防止のため、電源スイッチを切り、電源から電源
プラグ／接続端子をとりはずし、「使用禁止」の貼紙をして、お近くの弊社に必ずご相談ください。

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●「取扱説明書」を紛失しないでください。いつでも読める場所に保管してください。

●価格、仕様、外観などは、お断り無く変更することがありますのでご了承ください。
●表示価格は、2023年10月現在の価格（税別）です。

久保田商事株式会社 www.kubotacorp.co.jp
本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-9 ☎（03）3815-1331
札 幌 営 業 所 ☎（011）751-2175
仙 台 営 業 所 ☎（022）287-2181
つくば 営 業 所 ☎（029）856-3211

名古屋営業所 ☎（0561）64-2351
大 阪 営 業 所 ☎（06）6762-8471
広 島 営 業 所 ☎（082）871-7811

製造元
福 岡 営 業 所 ☎（092）621-1161

Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH
P.O. Box 17 13・D-37507 Osterode
am Harz, Germany

A10/Printed in Japan