恒温（恒湿）室

ウォークインチャンバー
Eシリーズ／ハイパワーシリーズ

CAT.NO.20124-Y2302

Walk-In Chambers―
グローバルに生まれ変わる
建材、エレクトロニクスに加え、人間と環境に関わるさまざまな研究・開発に利用されている
恒温恒湿室 ウォークインチャンバー。
今、車載用途などの厳しい信頼性試験をクリアできる
高いスペックが求められています。
ハイパワーシリーズは、より厳しい環境試験に応える
グローバルな試験室を目指して開発されました。
温度制御範囲の拡大、急速温度変化、発熱負荷対応、
欧州で定められている規格や製品の開発・設計段階における事前評価など
最新の技術に対応する自動車産業に特化した国際規格を網羅しています。

1

● 装置構成

試験室

冷凍機

空調器

ハイパワーシリーズ対応

Eシリーズ対応

制御用

2.20kW 3.70kW
ACU10E ACU20E

ACU30E

ACU45E

負荷用

5.60kW
ACU30E
ACU45E
ハイパワーシリーズ ハイパワーシリーズ

ACU50E
ハイパワーシリーズ

1型
4.2m3

2型
8.1m3

3型
12.5m36型
25.8m38型
34.8m310 型
43.8m34型
16.8m3

7.46kW

11.19kW

12 型
52.7m3

※空調器、
試験室は、
一例です。

P.15～18

Case study
さまざまな気象環境因子を試験目的に合わせて組み合わせて、環境条件を作り上げます。

温度

湿度

気圧

I oT

空気
組成

雨

雪

気流
・
風

二次電池

自動 車
人 間

霧

医薬品

照度
・
日射

騒音

振動

建 材
食 品

2

Eシリーズ省エネルギーと高精度を両立● 消費電力比較（例）型式：TBL - 4E
・ 温湿度制御
運転条件

2.00

4.00

従来機
Eシリーズ
消費電力量（kWh）
6.00
8.00

10℃/50％rh
20℃/30％rh
20℃/80％rh

省エネ率

最大 60％

40℃/95％rh

省エネ効果を高める高精度冷却システム（特許第5427211号）
冷凍機電力を最小限に抑えるDCインバー
ターと電子膨張弁で構成したワイドレンジ
冷凍制御システムや、複数の冷凍機を最小消費電力で制御運転するアクティブマップ
システムなど独自の制御方式を開発。従来機比で最大60%の省エネと冷凍能力の高精度を両立しています。

電気設備容量を低減！
クロスアウトプット制御により、運転時の最大電流を下げ、試験室の電気要求設備
量を抑えています。

現地で組み立て、設置する恒温（恒湿）室
低床構造で重量物の出し入れも簡単

低GWP冷媒 R-449A

ご要望の際は、「R-449A対応製品」とご指定ください。

3

設置イメージ

重量物や大型試料は、両開扉や搬入斜台でスムーズに搬入出が行えます。

両開扉（オプション）

搬入斜台（オプション）

Eシリーズ−40〜＋80℃・10〜95％rh
恒温恒湿室

型式

TBE

恒温室

TBL

TBR

TBF

TBU

TBUU

AC200V 3φ 3W 50／60Hz（定格電圧の±5％以内）

電源
調温（調湿）方式

平衡調温調湿方式（BTHCシステム）水蒸気分圧制御方式

冷凍方式

平衡調温方式（BTCシステム）

単段冷凍方式空冷凝縮器または水冷凝縮器

運転可能外囲温湿度

5〜40℃／75％rhまで

温度範囲※2−40〜＋80℃−30〜＋80℃

10〜95％rh（at＋10〜＋80℃）

湿度範囲※2−10〜＋80℃−40〜＋80℃

20〜95％rh（at＋20〜＋80℃）−30〜＋80℃−10〜＋80℃

─

性能 ※１

温
（湿）度変動※3±0.5℃／±4％rh

±0.5℃

温
（湿）度勾配※3

2.5℃／8％rh

2.5℃

空間温
（湿）度偏差※3

2.5℃／8％rh

2.5℃（工場量産パネル組立式）
本体

温度変化速度 下降時間※3

0.4℃／分温度変化速度 上昇時間※3

1℃／分

外装材

カラー鋼板

内装材

ステンレス鋼板
等分布荷重：6kPa（600kgf／m2 ）

床面耐荷重
扉

片開扉

断熱材

W850×H1800mm

硬質ウレタンフォーム
送風機、加熱器、加湿器、冷凍機、蒸発器、温度検出端、湿度検出端

空調器ユニット
冷媒

送風機、加熱器、冷凍機、蒸発器、温度検出端

R-404A〔 低GWP冷媒 R-449Aに変更可 〕

扉観測窓（W180×H289mm）、ケーブル孔φ50mm、室内灯（LED）、標準装備品● フロストフリー拡大（オプション）による温湿度制御範囲
換気扇、Ethernetポート（LANポート）、外部出力端子※1 外囲温度が＋5 ～＋32℃、冷却水温が＋25〜32℃で無負荷、無試料時の場合とします。
※2 試験室性能表記は、温（湿）度検出端（空気調和器の吹出口に設置）とします。
※3 試験室性能表記は、温度室がJIS C 60068-3-5:2006（IEC 60068-3-5:2001）及びJTM K07:2007、湿度室がJIS C 60068-3-6:2008（IEC 60068-3-6:2001）及び
JTM K09:2009（恒温恒湿室）に基づきます。

温湿度制御範囲（Eシリーズ）【標準仕様】
95【オプション仕様】OP : フロストフリー拡大（低湿度装置）

100

95

100
80

60

60

湿度

湿度

80

（％rh）
40

40
（％rh）

20

20

全域フロストフリー

OP
0

10

20

30

40
50
60
温度（℃）
TBL
フロストフリー範囲
TBE

70

80

TBR
TBE二元

※温度運転時は＋15℃以上がフロストフリー範囲となります。

90

0

10

20

30

40
50
60
温度（℃）
TBL
フロストフリー範囲
TBE

70

80

90

TBR

※TBL、TBEの制御範囲（黄色部分）を拡大し、全域をフロストフリー（斜線）にすることができます。
※斜線範囲外もご相談ください。

4

概略寸法図試験室内寸法
2型

3型

単位：mm

4型

2100

2100

2100

2100

1型

8.0m2
5.9m2

3.9m2

2.0m2

4070
1020

1970

1970

3020

1970

1970

8型

2100

2100

6型

1970

16.6m212.3m2

4070

4070

4070

3020

12 型

2100

2100

10 型

25.1m220.8m2

6170
5120
4070

4070

空調器外寸法
単位：mm

1985

640

5

ACU30

2230

ACU20

2080

ACU10

1750

1095

1850

1095

2220

設置シミュレーション（AR［拡張現実］）
スマートフォンやタブレット端末のカメラでQRコードを読み込むとWebブラウザーが起動します※1。

設置したい場所（床面）にカメラを向けると、Webブラウザー上で設置イメージをご確認いただけます※2。

現実世界の情報

デジタル情報※拡張現実イメージです

試験室（扉を開いた状態）と空調器の組み合わせ例 ※3 ※4

1 型＋ACU102 型＋ACU103 型＋ACU106 型＋ACU20

4 型＋ACU108 型＋ACU20

10 型＋ACU30

12 型＋ACU30※1 このコンテンツはスマートフォン専用のサービスです。一部のタブレットでも動作します。動作確認環境はSafariブラウザー、
GoogleChromeブラウザーです。二次元コードの読み取りには、端末のカメラ機能を使用してください。
推奨環境•〔OS〕iOS 14以上、Android 9.0以上•〔ブラウザー〕Safari 最新版、GoogleChrome 最新版• 上記を満たしていても、お使いの端末によっては正常に動作しない場合があります。
• Androidでは対応端末が限られます。以下URLに記載されている端末がARに対応しています。

利用可能デバイスのモデルを調べるhttps://developers.google.com/ar/discover/supported-devices※2 使用上の注意• 本コンテンツは無料でご利用いただけますが、コンテンツに関わる通信料はお客様のご負担となります。
• うまく表示されない場合は「平面がない場所にカメラをかざしている」「平面に物が乗っている」「暗い場所で明るさが足りない」などの要因が考えられます。
• 通信環境によりうまく動作しない場合があります。
• ARを使用しての撮影に当たっては、周囲の安全をよく確認の上ご利用ください。
※3 初期表示された大きさがほぼ実寸大となっています。ピンチインやピンチアウトすると寸法は変化します。
また、装置の設置状態を保証するものではありませんので、参考としてご利用ください。
※4 ARで表示される製品は温湿度タイプです。温度タイプ（TBUU、TBU、TBF）の場合、計装の画面表示やセンサー部などが異なります。
試験室と空調器ユニットの組み合わせは一例であり、装置の性能によって空調ユニットが変わります。

6

ハイパワーシリーズ
グローバルな試験規格対応！最大容積170㎥
超低温－70 ～+150℃の
制御が可能

温度範囲
（℃）
150

極寒環境から真夏の車内やボンネットなどの高温環境を想定した試験が可能です。

80

ハイパワーシリーズ

Eシリーズ−70〜+150℃〜170m3 ※−40〜+80℃〜52.7m 30

容積170㎥の大空間で温湿度を制御

‒40
‒70
4.2

52.7

120

170

容積（m 3）※170m3 での温度制御は−30〜+80℃

移行時間が速く試験時間を短縮できる

温度移行時間比較（12 型 52.7m3）
温度上昇時間ハイパワーシリーズ

Eシリーズ

80

温度下降時間Eシリーズ

60
Temperature[ ℃ ]Temperature[ ℃ ]

60
40
20
0
-20
-40

ハイパワーシリーズ80

温度変化速度  3℃/分
   （Eシリーズは0.4℃/分）

40

上昇時間
T1

20

最高 100%
温度 90%

0

4℃/分

3℃/分
Δt

-20
0

10

20

30 40 50
Time[min]

60

70

-40

0

50 100 150 200 250 300 350 400
Time[min]IEC 60068-2-14Nb

Temperature and Humidity

ISO 16750-4（5.3 ）LV 124 L-03

ISO 16750-4 5.6.1
IEC 60068–2–30

LV 124 K-01
LV 124 K-02
LV 124 K-04
ISO 16750-4 5.2

最低 10%
温度
0%

JIS C60068-3-5 : 2006、
JTM K07 : 2007 に準拠

温度上昇速度＝

適合試験規格Temperature

下降時間
T2

PV 1200
PV 2005
PR 308.2
IEC 60068-2-78
ISO 16750-4 5.7
LV 124 K-14

温度下降速度＝

Δt
T2

槽中心で雰囲気が 1 分あたりに変化する速度（10%〜90% 点の間）で表します。

ISO 16750-4 5.6.3
LV 124 K-08

IEC 60068-2-38

Δt
T1

ISO 16750-4 5.6.2
LV 124 K-09

－40℃において許容発熱負荷13kWに対応
低 温環 境における電子機 器 や車のモーターなど発 熱試 料の動作 試 験が 可能です。空調器を多数ラインナップしておりますので、用途に合わせてさらに大きい発熱
負荷も許容できます。

TP 303.5 a,b,c,d

グローバルな
自動車試験規格に適合
車載用機器、部品のグローバルな調達において、標準として広く利用されている国際 規 格ISO16750やドイツ自 動 車 メー
カーにより作成されたLV 124規格に対応します。

7

ハイパワーシリーズ

型式−70〜＋150℃・20〜95％rh
恒温恒湿室

恒温室

TBE

TBF
AC200V 3φ 3W 50／60Hz（定格電圧の±5％以内）

電源

平衡調温調湿方式（BTHCシステム）
水蒸気分圧制御方式

調温（調湿）方式
冷凍方式

平衡調温方式（BTCシステム）

水冷二元冷凍方式

運転可能外囲温湿度

5〜40℃／75％rhまで

温度範囲※2−70 〜＋150℃

性能 ※１

湿度範囲※220 〜 95%rh(at＋20 〜＋80℃）

─温（湿）度変動※3±0.5℃／±4％rh

±0.5℃

温
（湿）度勾配※3ー70〜ー41℃，+81〜150℃：5.5℃/8.0%rh
ー40〜+80℃：2.5℃/8.0%rh

ー70〜ー41℃，+81〜150℃：5.5℃
ー40〜+80℃：2.5℃

空間温（湿）度偏差※3（工場量産パネル組立式）
本体

温度変化速度 下降時間※33℃/分

温度変化速度 上昇時間※3

4℃/分

外装材

カラー鋼板

内装材

ステンレス鋼板
等分布荷重：6kPa（600kgf／m2 ）

床面耐荷重
扉

片開扉

断熱材

空調器ユニット
冷媒
標準装備品

W850×H1800mm

硬質ウレタンフォーム
送風機、加熱器、加湿器、冷凍機、蒸発器、温度検出端、湿度検出端

送風機、加熱器、冷凍機、蒸発器、温度検出端

7.5kW2元 低GWP冷媒 R-449A+R-23、15kW2元 低GWP冷媒 R-449A+R-508A
扉観測窓（W180×H289mm）、ケーブル孔φ50mm、室内灯（LED）、換気扇、Ethernetポート（LANポート）、外部出力端子※1 外囲温度が＋5 〜＋32℃、冷却水温が＋25〜32℃で無負荷、無試料時の場合とします。
※2 試験室性能表記は、温（湿）度検出端（空気調和器の吹出口に設置）とします。
※3 試験室性能表記は、温度室がJIS C 60068-3-5:2006（IEC 60068-3-5:2001）及びJTM K07:2007、湿度室がJIS C 60068-3-6:2008（IEC 60068-3-6:2001）及び
JTM K09:2009（恒温恒湿室）に基づきます。

地球温暖化に対する
エスペックの取り組み
低GWP冷媒を使用した製品をご提供します。
（地球温暖化係数が従来(R-404A)より64%低い R-449Aを使用）

64%削減
R-404A

GWP

3920

R-449A

GWP

1397［出典］R-404AのGWP：フロン排出抑制法ポータルサイト 2018年度報告用。 R-449AのGWP：IPCC 第4次評価報告書（AR4）8コントローラー

N計装

直感的に操作できる、10.4インチ大画面タッチパネル
多彩なプログラムが設定できるプログラム運転で40パターン（1パターン
99ステップ）、定値運転3パターンの試験を登録することができます。

トレンドグラフデータを出力
設定値と測定値をグラフで表示します。デー
タを内部メモリーに記録または、直接USB
メモリーに記録し、バックアップをとることも可能です。温度／湿度／時間のスケール
を拡大／縮小表示することができます。

お知らせ機能霜とり中や加湿水の自動入れ替え中など装置の状態を表示します。加湿器やフロンの点検時期をインフォメーションアイコ
ンでお知らせします。任意の期間、項目を設定でき、装置管理に役立ちます。
● E-mail 通報

メールサーバー

停電時後の復帰機能
停電復帰時に「電源を切る」「運転継続」の動作から選択いただけます。

Ethernet イントラネット（社内 LAN）

多言語表示
日本語表示から英語･中国語（簡体字･繁体字）･韓国語表示へ、簡単に変更ができます。ご利用に応じて選択いただけます。

ウォークインチャンバー

PC

携帯電話
スマートフォン

プログラムパターンのコピーとPC 編集

プログラムパターンのコピー
試験器に登録されているプログラムパター
ンをPCのブラウザー上で編集することができます。USBを介して別の装置にコピーできます。
※USBメモリーは付属していません。

コピー
ウォークインチャンバー

ウォークインチャンバー

編集

9

USBポートネットワーク※イントラネット環境が必要です。

業務の効率化に貢献
遠隔監視による試験管理の効率化、トラブルの早期発見・対応が可能に（別売）プログラムパターンの編集

イントラネットに接続するだけで（オプション： 遠隔運転制御機能）
Webブラウザーから稼働状況を一目でモニターできます。
試験器に登録されているプログラムパター
素早いメンテナンス対応などンの編集や、運転開始･停止などの装置と装置の集中管理が行えます。
の通信をPCのブラウザー上で行えます。

環境試験室● E-mail試験データ
通知

環境試験器

メールサーバー
計測器

Ethernet イントラネット
ネットワーク
（社内 LAN）
カメラ※接続対象機種はお問い合わせください。

温湿度の設定値･測定値を記録

内部メモリーにデータ（約30秒周期）を保
ウォークインチャンバー
存しており、PCからアクセスすることで、ブラウザー上に最大100日分のデータをグ
エスペック オンラインサポート
遠隔作業支援ラフ表示することができます。また、PCにCSV形式（カンマ区切り）でダウンロー
「安心」
「
･ 安全」
につながるアフターサービス
ドも可能です。

装置管理サポート
PC

携帯電話
スマートフォン

警報が発生した場合、あらかじめ登録しているPCや携帯電話のE-mailアドレスへ警報内容を送信します。
※E-mail送信ができるイントラネット環境が必要です。
インターネット

規格の試験パターンをダウンロード
（別売）

試験室
A

イントラネット● Test Navi（https://www.test-navi.com/jp/index.html）

環境試験に関するさまざまな規格試験を、
環境試験器を複数台お使いの方にエスペックの信頼性試験情報サイト「Test
お勧めする集中管理システム
試験室
オフィス
エスペックが長年培った環境試験のノウハウをはじめ、環境試験や信頼性
B
Navi」
でご紹介しています。
既設のイントラネットに接続するだけでWebブラウザーから、
ネットワーク
試験の基礎的な内容から最新の情報までを提供するサイトです。
カメラ
各規定の試験パターンをダウンロードし、計測器
最大100台までの環境試験器の稼動状況が確認できます。
他社メーカー試験器
試験機にコピーしたり、「パターンマネー
さらに、
アドオン（アプリケーションソフ
ト）を追加して機能アップが可能です。
・製品搭載のソフトウェアのジャーLite」で編集可能です。
バージョンアップ・環境試験規格一覧から、

パターンマネージャーLite

試験パターンをダウンロード

PC専用のアプリケーションソフトウェアです。
Test Navi製品会員専用サイトからダウンロード
することができます。

業務の効率化に貢献

インターネット

試験室
A

（別売）
イントラネット

イントラネットに接続するだけでWebブラウザーから稼働状況を一目でモニターできます。
素早いメンテナンス対応など
装置の集中管理が行えます。

試験室
B

オフィス

他社メーカー試験器

計測器

ネットワークカメラ※接続対象機種はお問い合わせください。

10

必要設備
（室外機）
● 水冷式
・ 冷却水設備をすでにお持ちの場合、また設置場所の空調設備が不十分な場合
空冷インバーターチラーシステム（オプション）
はこんなお客様にお薦め
・ 水質トラブルでお困り・ 長期間連続運転で定期的な保全作業が行えない

ストレーナー

空冷インバーターチラーシステム（イメージ図）● リモート空冷・ 冷却水設備がない場合
室外機※設置環境により、屋内空冷方式の室内排熱も、推奨しています。

電源配線
冷媒配管
現地配管工事（イメージ図）安全装置（ Eシリーズ・ハイパワーシリーズ共通）●●

制御回路過電流保護
制御回路短絡保護ガラス管ヒューズ

温度上下限絶対警報機能（温湿度調節器内蔵）●●

逆転防止リレー

●送風機短絡保護●

送風機過電流保護●

動力盤扉スイッチ●

温度過昇防止器●

試料電源制御端子●加熱器短絡保護●システム異常（異常／警告）●加熱器過電流保護●

室温補償断線検出回路●●

乾球温度断線検出回路

湿球温度断線検出回路（温湿度タイプ）

●

●

11

●

冷凍機温度センサー
断線検出回路冷凍機回路温度範囲外
冷凍機高低圧圧力スイッチ●

冷凍機短絡保護●

冷凍機過電流保護

加湿器短絡保護（温湿度タイプ）●

加湿器過電流保護（温湿度タイプ）

温度上限偏差警報機能（温湿度調節器内蔵）●

湿度上下限絶対警報機能（温湿度調節器内蔵）（温湿度タイプ）●●

加湿器空焚き防止器（温湿度タイプ）●

加湿器温度ヒューズ（温湿度タイプ）●

加湿器水位検出（温湿度タイプ）

●

●

断水リレー
（空冷は除く）オプション
制御温(湿)度範囲によっては搭載できないオプションがあります。お問い合わせください。

低GWP冷媒 R-449A

タイムシグナル端子

扉観測窓変更地球温暖化係数（GWP）がより低い冷媒
R-449Aを使用することにより温室効果ガスの排出抑制に貢献します。
冷凍機ユニットの冷媒をR-449Aに変更
します。

標準のリレー接点（タイムシグナル）を8点増設します。

W180×H289mmからW295×H425mmの大型観測窓に変更。くもりを防ぐ発熱
体入り強化耐熱ガラスを使用しています。

記録計 ペーパーレス
タッチパネル付き液晶ディスプレイを採用した記録計です。槽内温度など各部の温湿度を記録します。
USBメモリーでのデータ移管が可能です。
表示器： 5.7インチ TFTカラーLCD
データセーブ周期： 5秒
内部メモリー ： フラッシュメモリー 8MB
外部メモリー ： CFカード（256MB 1枚付属）		USBメモリーポート
言語： 日本語/英語 切替可能
〈温度タイプ〉
入力数： 温度1点（5点OFF設定変更可能）〈温湿度タイプ〉
湿度範囲： 0〜100%rh
入力数： 温度1点･湿度1点（4点OFF設定変更可能）

遠隔運転制御機能
LANにより接続された装置の試験条件の変更･運転開始／停止の操作が行えます。
（P.8参照）
大型観測窓

観測窓（壁面取付け）
恒温（恒湿）室内観測窓（発熱体入り強化耐熱ガラス）を2タイプご用意。
・小型（W350×H250mm）
・大型（W600×H400mm）
運転開始／終了

通信機能

操作孔（観測窓W350×H250mm付）

パソコンに接続して装置の運転管理が行えます。
・ RS−485
・ RS−232C
・ GPIB

室外から、室内の試料を操作されるときにご使用ください。
（内径φ150mm2ケ）

・ RS−485
・ GPIB

5m／10m／30m
2m／4m

ケーブル孔

〈温度タイプ〉
・−50〜+100℃ 100mm 6打点式
〈温湿度タイプ〉
・−50〜+100℃/0〜100%rh
		100mm 6打点式

記録計用出力端子
槽内の温度、相対湿度などを出力する端子。

室内灯
・ LED灯（標準装備と同等品の追加）
・ 白熱灯

通信ケーブル

記録計 チャート式

標準観測窓

外部ケーブル投入孔です。
（標準仕様では、φ50mmを装備）
・ φ25mm・ φ50mm・ φ100mm・ φ150mm・ φ200mm

室内コンセント
室内電源用コンセントです。
仕様温湿度により、異なるタイプのコン
セントをご用意しています。

安全に関するご注意● 爆発性物質および可燃性物質、さらにそれらを含有する物質は、試料としては絶対に使用しないでください。爆発、火災のおそれがあり、危険です。

● 腐食性物質は槽内に入れないでください。試料により腐食性物質が発生する場合、特にステンレスや銅の腐食、樹脂･シリコンの劣化により、製品の寿命を著しく低下させることがあります。

● 生物、
許容発熱量をこえるものは試料として使用しないでください。
● 製品をお使いになる前に、取扱説明書を必ずお読みください。

12オプション
制御温(湿)度範囲によっては搭載できないオプションがあります。お問い合わせください。

床面補強

非常停止スイッチ（回転リセットタイプ）

インターホン

集中荷重を補強敷板によって分散させ、床面のヘコミを防止。また、床パネルを支える架台の本数を増やし分散耐荷重をアップさせます。

運転を緊急停止するスイッチです。
※ブレーカーは遮断しません。

恒温（恒湿）室内と外部の連絡用です。

床面保護シート（ゴム製）
すべり止めとキズ、ヘコミを防止します。

状態表示灯
「運転中」
「入室中」
「異常」の3状態を点
灯します。

試験室内用

作業員保安スイッチ
恒温（恒湿）
室への入室者保護のために設けるスイッチ。スイッチを押せば装置の運転は停止、保安ブザーが警報を発しま
す。

試験室外用

防寒服
低温運転時の長時間作業用として、帽子･手袋･長靴･上下服をセットで用意しています。
（−40℃用）

漏水検知器
漏水センサーを設け、漏水を検知します。

独立温度過冷却警報器

運転表示灯
運転時、
「運転中」を点灯します。

入室表示灯

アース端子
恒温（恒湿）室内に持ち込んで使用する試
験器等のアース端子です。

作業員の恒温（恒湿）室内入室時、「入室中」を点灯します。

異常回転表示灯
恒温（恒湿）室の異常発生時に保安回路と連動して回転灯を動作させ、遠方からでも容易に確認できます。

13

ガス濃度警報器
試験室内の各種ガス濃度を検出して、室内で連続作業時の酸欠事故などを防止します。

湿度センサー

異常表示灯
装置の異常発生時に、「異常」を赤色点灯します。

試験室内温度の過冷却による試料の凍結、破損を防止します。警報動作時には運転を停止させ、トラブルを表示します。

室内アース
各断熱パネルをアース線で短絡させ、動力盤内のアースラインに接続します。

室内作業時間管理タイマー
作業員の入室時間を設定し、設定された時間以上になれば、室外の人にランプとブザーで知らせます。

恒温恒湿室のみ

ウィック交換の必要がなくなり、低湿度
域などの乾湿球センサーでは測定不可能な範囲にも対応できます。

熱電対
恒温（恒湿）室内の任意の測定点温度や試料の温度測定用に使用します。

オプション
制御温(湿)度範囲によっては搭載できないオプションがあります。お問い合わせください。

恒温恒湿室のみ

天井全面吹出ダクト

予備室

純水器

風速を下げて試料に対する風の影響を少なくするとともに、室内の風速を均一にすることができます。

扉開閉時の温（湿）度の乱れを少なくしま
す。また、試料の測定室として使用します。

蒸気加湿器やオプションの補助加湿器に接続。長期にわたる測定の信頼性の向上
や、加湿器の寿命の延長がはかれます。
・ 逆浸透膜純水器
・イオン交換純水器

試験室
ファン
凝縮器
冷水槽
補給水

予備室
冷却水

補給

配管

冷凍機

ド

ポンプ
ドレン

逆浸透膜純水器 イオン交換純水器

フロストフリー拡大（低湿度装置）
恒温恒湿室のみ
搬入斜台
重量物の試験室内への搬入用として使用します。上部脱着式とレバー式の2種類。

低温側の温湿度制御範囲を広げ、霜つきを防ぎ連続運転時間を延ばします。
(P.4参照)空冷チラー

風速可変装置試験室

予備室

恒温（恒湿）室内の送風機風量が4段階で可変でき、試料に対する風の影響を軽減できます。

フロースイッチ（水冷のみ）
冷凍機（凝縮器）の安全装置で、冷却水の水量低下あるいは断水時に動作し、装置を停止させます。

排気ダクト（屋内空冷仕様）
冷凍機の排熱を機械室にこもらせることなく、試験室の天井へ導きます。

空冷インバーターチラーシステム
水冷方式の装置へ冷却水を供給します。
システムは密閉回路で配管の清掃が低減できます。
供給水温： ＋20〜＋25℃※2年保証（2年または1万時間稼働時のいずれか早い方）

レバー式搬入斜台

扉変更
片開扉（W850×H1800mm）を両開扉（W1400×H1800mm）に変更します。

負荷用冷凍機動作試験の際、試料からの発熱を許容するために、冷凍機を追加搭載することが
可能です。

試験室

ファン
凝縮器
冷水槽

予備室

補助加湿器

恒温恒湿室のみ

発熱負荷時、高湿仕様のある場合に対応できる加湿器です。
純水を使用して下さい。

追加扉

補給水

冷却水
配管

冷凍機
ポンプ

ドレン

片開きと両開きの両方があります。
観測窓（W180×H289mm）付き。

入口カーテン

空冷チラー

試験室

扉開閉時の温（湿）度の乱れを少なくする
カーテンです。
予備室※万一の水漏れによる被害を防ぐために、漏水検知遮断システム（別売）、試験室
露受皿（ビニール床シート施工）（別売）をご用意しています。

14

空冷

Case Study

用途に合わせたカスタマイズが可能です。詳細は当社営業または代理店へお問い合わせください。

5年保証対象外シールド性能 / 電波暗室機能付き環境試験室

I oT● 電波暗室（2 連室）

シールド性能周波数帯 0.5GHz〜30GHz
減衰率 60dB以上● 室内に電波吸収体を装備

特長● 2つの試験室で異なる温度を制御可能● 試験室間に電波透過材を装備

用途例
0

二次電池

7

送信出力が大きい基地局（マクロセル）14（ｍ）

安全機構付き恒温室
ハイブリッドカー・ＥＶの普及拡大と共に二次電池のモジュールを充放電装置と接続し試験する必 要性が増します。
“ 安 全機 構付き恒温室”は、EV用の大型二次電池を室内に設置しても配線の取り回しができる大きさにカスタマイズが可能です。また、充放電評価や各種試
験では二次電池からのガス漏れによる引火の恐れがあり、安 全に試験を行うために数々の安全機構を装備しています。
温度範囲
内寸

人 間

ー40〜+80℃
W3020×H2100×D1970mm（お問い合わせください）

低酸素トレーニング室
平地(常圧)のまま酸素濃度を低下させる常圧低酸素室は、換算酸素濃度の低酸素空気を供給することで、平地に居ながらにして高地と同様の低酸素環境を再現します。
高地トレーニングジムの場合、酸素等の濃度管理だけではなくトレーナーや利用者の運動時間や生体情報をモニタすることも可能です。多くの研究施設や大学等を中心に導入されています。

15

酸素濃度

18.6〜11.2％（高度：1,000〜5,000m相当）

温湿度範囲+22〜+26℃／60〜70％rh

Case Study

用途に合わせたカスタマイズが可能です。詳細は当社営業または代理店へお問い合わせください。

5年保証対象外
5年保証対象外

車両環境試験室

自動車

目的の温湿度環境下で、日射試験が行えます。
車 両に設 置したセンサー温 度を日射 装 置に
フィードバックすることで光量を制御し、車両に一定の熱負荷を与えることが出来ます。
温湿度範囲－40 ～＋80℃／30 ～80％rh

室内寸法

W5000×D8000×H3000mm

日射装置制御温度＋40〜＋100℃※ランプ 下1000mmでブラックパネル表面温度が、試験室
温度の＋30℃まで上昇可能です。

屋内外環境試験室

建 材

A室
B室

壁や窓などの建設材料の断熱·防露を試験することができます。A室(屋内条件)・B室(屋外条件)と2室に分かれており、建物の屋内外の環境条件を再現することが可能です。B室側には日射装置、散水装置を装備し、外装材に日射や散水を繰り返す耐候性試験にも対応可能。また、B室を可動式にすることにより、A-B室間の建材試料設置・撤去を容易にしています。
温湿度範囲
許容試料
試験室内寸法
床耐荷重

人 間

自動車

建 材

－15～＋50℃/30〜95%rh(at＋10～＋50℃)
最大3000kg
W4500×H4000×D4100mm6kPa{600kgf/㎡} (等分布荷重)※試料荷重コンクリート基礎にて対応

人工気象室
エスペックの人工気象室は、あらゆる気象環境因
子−温度、湿度、気圧、雨、霧、雪、日射、風、空気組成など−を単独または組み合わせて(複合して)再現することが可能です。通常の環境はもとより、灼熱の砂漠や極寒の南極、高地、成層圏の環境などを再現することもでき、それぞれの研究
目的、研究対象に最適の気象環境が得られます。
温湿度範囲－40～+80℃/20～90%rh (at+20～+60℃)

試験室内寸法

W6000×H4500×D9000mm

降雪量

30mm/h降雨量0.3〜200mm/h

日射量

400W/㎡〜1200W/㎡（メタルハライドランプ）

気流装置

0〜20m/s16Case Study
ご見学、デモ試験ができる人工気象室

全天候型試験ラボ

受託試験も承りますバーチャルツアー受付中！

全天候型試験ラボ 設置場所
神戸R&Dセンター〒651-1514 兵庫県神戸市北区鹿の子台南町5丁目2-5「全天候型試験ラボ」は、温度・湿度・雪・霧・雨・光・風を高精度に制御・可変し、降雪や降雨、霧などの気象環境に温度や光を加えた複合的な気象環境や、みぞれ
から雪、雨から霧への変化など動的気象環境※を創り出すことができます。
※動的気象環境とは雨、降雪、積雪…と時間の経過とともに、刻々と変化する気象環境のことです。

主な仕様
試験室寸法

幅６ｍ×奥行９ｍ×高さ３ｍ
温 度 範 囲：−40℃～+80℃

耐候試験

（at:+10～+80℃）
湿 度 範 囲：10～95%rh（at:−5～+65℃）
許容発熱負荷：Max 50kW

全天候型試験ラボ 動画紹介

太陽光試験

太陽光色温度：2200K（夕方）、6500K（昼間）

霧試験

視 程 距 離：15m以下

気流試験

降雪試験

▶

装置説明
（3分40秒）はこちら▼

https://www.espec.co.jp/products/movie/info/j_o09mt.html

17

風

速：0～100km/h（吹出寸法：W1400×H300mm)
0～50km/h（吹出寸法：W1400×H700mm)

降雪量：20mm/h

含水率：10、25%
（2段階）

着雪試験

雪 放 出 量：最大30mm/h

降雨試験

雨

量：10～200mm/h（3段階）

Case Study

5年保証対象外恒温（恒湿）室で、複合環境試験

環境因子モジュール

恒温（恒湿）室に、各環境因子モジュールを追加することで、さまざまな気象環境を再現します。
自動車、航空機やドローン、
それらに搭載されるセンサー、屋外設置機器、住宅設備、衣料品などの耐候試験が可能です。

環境因子モジュール

恒温室（既設ｏｒ新設）

降雪モジュール

降雨モジュール

太陽光モジュール

太陽光モジュール

（LED）（赤外線ランプ）

気象環境

霧モジュール

車風速モジュール

18

https://www.espec.co.jp/

本社

530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6● エスペック製品や技術に関するお問い合わせは

カスタマーサポートデスク

Tel: 06-6358-4753
営業･アフターサービス拠点
仙
台
宇 都 宮
つ く ば
高
崎
東
京
西 東 京
神 奈 川
厚
木
静
岡
名 古 屋
金
沢
滋
賀
大
阪
兵
庫
広
島
福
岡

Tel : 022-218-1891
Tel : 028-667-8734
Tel : 029-854-7805
Tel : 027-370-3541
Tel : 03-6402-3592
Tel : 042-501-2571
Tel : 044-740-8450
Tel : 0463-94-9433
Tel : 054-654-6570
Tel : 052-777-2551
Tel : 076-268-1891
Tel : 077-551-2275
Tel : 072-834-1323
Tel : 078-950-1771
Tel : 082-832-8065
Tel : 092-471-0932

Fax : 022-218-1894
Fax : 028-667-8738
Fax : 029-854-7785
Fax : 027-370-3542
Fax : 03-6402-3593
Fax : 042-501-2573
Fax : 044-797-0073
Fax : 0463-94-6542
Fax : 054-654-6571
Fax : 052-777-2575
Fax : 076-268-1893
Fax : 077-551-2276
Fax : 072-834-7755
Fax : 078-950-1772
Fax : 082-832-8068
Fax : 092-474-3500

受託試験に関するお問い合わせは
宇 都 宮
神 奈 川
豊
田
神
戸

Tel : 028-667-8735
Tel : 044-740-8456
Tel : 0565-25-3364
Tel : 078-951-0961

Fax : 028-667-8733
Fax : 044-797-0073
Fax : 0565-25-3365
Fax : 078-951-0964

レンタルに関するお問い合わせは
Tel : 06-6358-4746 Fax : 06-6358-4764
海外関連会社ESPEC NORTH AMERICA, INC.
Tel : 1-616-896-6100 Fax : 1-616-896-6150
ESPEC EUROPE GmbHTel : 49-211-361850-0
ESPEC ENVIRONMENTAL CHAMBERS
SALES AND ENGINEERING LTD. STI. (Turkey)
Tel : 90-212-438-1841 Fax : 90-212-438-1871
ESPEC ENVIRONMENTAL EQUIPMENT (SHANGHAI) CO., LTD.
Head Office
Tel : 86-21-51036677 Fax : 86-21-63372237
BEIJING Branch
Tel : 86-10-64627025 Fax : 86-10-64627036
GUANGZHOU Branch
Tel : 86-20-83317826 Fax : 86-20-83317825
SHENZHEN Branch
Tel : 86-755-83674422 Fax : 86-755-83674228
SUZHOU Branch
Tel : 86-512-68028890 Fax : 86-512-68028860
TIANJIN Branch
Tel : 86-22-26210366 Fax : 86-22-26282186
XI’AN Branch
Tel : 86-29-88312908 Fax : 86-29-88455957
CHENGDU Branch
Tel : 86-28-88457756 Fax : 86-28-88474456
WUXI Branch
Tel : 86-510-82735036 Fax : 86-510-82735039
ESPEC TEST TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.
Tel : 86-21-68798008 Fax : 86-21-68798088
ESPEC ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.
Tel : 66-3-810-9353
Fax : 66-3-810-9356
ESPEC ENGINEERING VIETNAM CO., LTD.
Tel : 84-24-22208811 Fax : 84-24-22208822

ISO 9001（JIS Q 9001）審査登録

エスペックは日本規格協会ソリューションズ（株）より国
際規格 ISO 9001:2015（JIS Q 9001:2015）に基づく
品質マネジメントシステムに審査登録しています。
エスペック株式会社（国内関連会社、海外関連会社はのぞく）

JIS Q 9001
JSAQ 004

MS
CM001

ISO 27001（JIS Q 27001）
審査登録
エスペック株式会社（国内関連会社、海外関連会社はのぞく）
JIS Q 27001
JSAI 165

ISO 14001（JIS Q 14001）
審査登録

エスペック株式会社（海外関連会社はのぞく）

MS
CM021

EC99J2046

0051● 製品の改良・改善のため、仕様および外観、その他を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

KeT3E05C07（記載内容は 2023 年 3 月現在のものです。）● 本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。