ＨＤＫ

Ｈｏｋｕｒｉｋｕ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ.,ＬｔｄHIS-08

管理No. KRH1910100

製品仕様書
Product Specification

Product Name ：湿度センサ Humidity Sensor

Part Number :ＨＩＳ－０８

日付 ：Date :2019年10月11日
October 11, 2019

北陸電気工業株式会社
Hokuriku Electric Industry Co., Ltd.

1/8

ＨＤＫ

Ｈｏｋｕｒｉｋｕ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ.,Ｌｔｄ
HIS-08

１．適用範囲Application

２．型名例示Type Designation

３．形状及び寸法

Outline Dimensions

４．絶対最大定格

Absolute Maximum Ratings

５．電気的特性Electrical Characteristic

６．信頼性試験

Reliability Test

７．ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ測定回路と換算式
Impedance Measuring Circuit andConversion Expression
８．使用上の注意

Notes for Use

９．その他

Others

１０．温湿度特性 （参考データ）
Temperature Humidity Characteristics(For Reference)

2/8

Ｈｏｋｕｒｉｋｕ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ.,ＬｔｄＨＤＫ

HIS-08

１．適用範囲Application

本仕様書は相対湿度センサ「HIS-08」について適用する。
This specifications shall be applied to the relative humidity sensor 「HIS-08」.

２．型名例示Type Designation

ＨＩＳ － ０８素子No.
Element No.
湿度センサ型名Type Name of Humidity Sensor Element

３．形状及び寸法 Outline Dimensions+1.06.5 -0.3+1.03.5 -0.3

+1.09.0 -0.3②①

4.0±0.7③
Typ. 0.5

Typ. 0.25

単位 ： mmTyp. 2.5

部品構成 Parts Component
部品番号名 称Parts No.
Name
湿度センサ
①Humidity Sensor
ケース
②Case

③

リード端子
Lead Terminal

Unit ： mm

材料及び仕様Material and Specification
北陸電気工業（株）
Manufactured by Hokuriku Electric Co., Ltd.
ポリプロピレン 水色
Polypropylene Light blue
SPCC Ｗ0.5×ｔ0.25（mm）（表面はスズめっき上にSn-Ag-Cu半田処理）
SPCC Ｗ0.5×ｔ0.25（mm）(The surface has Sn-Ag-Cu solder treatment on theSn plating.)

3/8

ＨＤＫ

Ｈｏｋｕｒｉｋｕ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ.,Ｌｔｄ
HIS-08

４．絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings(1) 電源電圧範囲 ：Rated Voltage ：(2) 定格電力 ：Rated Power ：ＡＣ ５．５Ｖ (MAX)正弦波または方形波.

Sine wave or square wave of AC. 5.5V (MAX).
最大１ｍＷ
1.0mW (MAX)(3) 温湿度環境条件 ：Temperature and Humidity Condition ：温湿度環境条件
Temperature and Humidity Condition

100

相対湿度 Relative Humidity （％RH）

9080
706050403020100-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
温度 Temperature （degree C）

7080

保存可能範囲Storage range
使用可能範囲②
Operating range
湿度検出範囲③Humidity detection range①904/8

ＨＤＫ

Ｈｏｋｕｒｉｋｕ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ.,Ｌｔｄ

５．電気的特性

HIS-08

Electrical Characteristics

下表において、指定無き場合の条件は、「Ta＝２５℃、ｆ＝１ｋＨｚ」とする。
尚、測定方法は第７項に示す方法を用いる。
項 目条 件最小値
標準値①湿度検出出力33.457.0
５０％ＲＨ
（精度）
(+5%RH)②ヒステリシス特性 ３０～９０％ＲＨ③湿度応答特性5/830%RH⇔90%RH（９割到達）
風速1.2cm/s

最大値
102.7
(-5%RH)単位ｋΩ－±１－%RH－

3.5－min

Unless otherwise specified the conditions are Ta=25 degree C and F=1KHz for the table below.
The measurement method to be adopted is indicated in item 7.
Item
Condition
MinTyp.
Max
Unit
33.4
57.0
102.7
①Humidity Detection
５０％ＲＨ
ｋ.ohm
Output (Accuracy)(+5%RH)(-5%RH)②Hysteresis
３０～９０％ＲＨ－±１－%RH
Characteristics
30%RH to 90%RH③Humidity Response(90% response)－3.5－min.
Characteristics
Wind velocity 1.2cm/sec.

６．信頼性試験No.

Reliability Tests

試験項目

試験条件

1 落下

30mm厚のﾗﾜﾝ材上に、高さ1mより3回自然落下

2 ﾘｰﾄﾞ引張強度

ﾘｰﾄﾞ線に1kgの荷重を、ｾﾝｻと平行方向に10s印加

3 ﾘｰﾄﾞ折曲強度吊す。ｾﾝｻを90°に曲げて元に戻し、次に逆方向へ同様に曲げて戻す。（１往復）

判定基準

外観に異常がなく、5項の湿ｾﾝｻを垂直に保持し、ﾘｰﾄﾞ端子先端に250gの荷重を 度検出出力を満足する事。

4 はんだ耐熱素子端面からの距離1.6～3.6mmのﾘｰﾄﾞ端子上に、端子外れが無く、5項の湿度
コテ先温度350±10℃にて5±1ｓのはんだ付けを行検出出力を満足する事。
う。

5 ｻｰﾏﾙｼｮｯｸ-25℃(1h)⇔70℃(1h)を100回（結露させない事）

6 高温放置

70℃に1000h放置7 低温放置

-25℃に1000h放置

8 高湿放置60±5℃、90±5%RHにて1000h放置

9 高湿負荷60±5℃、90±5%RHにてAC5V（1kHz）を1000h連続通電AC印加条件：７項ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ測定回路R1=10KΩ

5項の湿度検出出力の変化
量が±5%RH以内である事。

注1) 湿度検出出力の測定は、分流式精密湿度発生装置にて温湿度設定後、15分以上経過した後に行う。
注2) 信頼性試験品の測定は、常温常湿中に2時間以上放置した後に行う。

Ｈｏｋｕｒｉｋｕ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ.,ＬｔｄＨＤＫNo

HIS-08

Test item

Test Condition

6/8

Criteria

Drop the test piece naturally 3 times from theheight of 1m onto the lauan material of 30mm
thickness.
The weight of 1Kg is applied to the lead wire in the2 Lead Tensile Strength
direction parallel to the sensor for 10 seconds.
The sensor is held vertically, and the weight of
250g is hung from the lead wire end. The sensor isbent in right angle and returned to the original
3 Lead Bending Strengthshape, and next bent in the same way to thereverse direction, and returned to the original
shape. (One cycle.)
1 Drop Test

Solder Heat
4Resistance
5 Thermal shock

There shall be no comingDo soldering of 5 +/-1 seconds long on the leadoff of the terminal and meet
terminal 1.6 to 3.6mm away from the element side
the humidity detection
with soldering iron tip temperature 350+/-10deg C.
output of item 5.
100 times of thermal shock cycles -25 degree ⇔+70 degree C. (Do not let it have dewdrops.)

6

Exposure to
High Temperature

The samples are exposed to a temperature of +70
degree C for 1000 h.

7

Exposure to
Low Temperature

The samples are exposed to a temperature of -25
degree C for 1000 h.

8

Exposure to
High Humidity

9 High Humidity LoadCaution １）

２）

The sample shall not haveany abnormality in theappearance and meet thehumidity detection outputof item 5.

The variation of thehumidity detection output
The samples are exposed to a temperature of 60+/- shall be within +/-5%
5 degree C with 90%RH +/-5%RH for 1000 h.
against the initial value.
The samples are subjected to consecutive electricload of AC 5V(1KHz) at temperature of 60+/-5degree C with 90%RH +/-5%RH for 1000 h.
AC application condition: Item-7 Impedance
measurement circuit R1=10Kohm

The measurement of the humidity detection output is done after 15 minutes has passedwith the advantage way-type precision humidity producing device after the temperaturehumidity setting.
The measurement of the reliability test parts is done after they are left for more than twohours in the normal temperature and the normal humidity.

７．インピーダンス測定回路と換算式
Impedance Measuring Circuit and Conversion Expression

Ｒ1：10k～100kΩ
Ｚ＝
Vin：3～5V ACHIS

ＺDigital
Multi Meteretc.,

Ｖｘ

Ｒ1×Ｖｘ
Ｖin－ＶｘＨＤＫ

Ｈｏｋｕｒｉｋｕ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ.,Ｌｔｄ
HIS-08

7/8８．使用上の注意 Notes for Use(1) 本製品には防水コート処理を施してありますので、少々の水が付着しても感湿膜が流失することはありません。但し、長時間もしくは頻繁に水の付着や結露が発生する環境下では使用しないで下さい。
(2) 湿度センサに溶剤、油脂等の異物を付着させないで下さい。
正常な機能を果たさなくなる場合があります。
(3) リード端子は２回以上曲げ伸ばししないで下さい。
(4) フローやリフローはんだによる取り付けはできません。
(5) 端子のはんだ付けは素子端面より1.6mm以上離れたところで、コテ先温度350±10℃にて5s以内で作業願います。
(6) 直流電圧を印加すると、センサ特性に影響を与え、故障します。
直流電圧印加は厳禁です。
(7) 本製品は、一般的電気機器に使用される事を意図しています。 医療機器、安全装置、航空・宇宙用機器、原子力制御機器、燃焼制御機器等の故障や動作不良が、直接または間接を問わず、生命、身体、財産などへ重大な損害を及ぼす事が、通常予想されるような極めて高い信頼性を要求される用途にご使用の場合は、事前に弊社担当窓口までお問い合わせください。

(1) This product has been processed to have water-resistant coating and even if a small amount ofwater sticks to the part, the humidity sensing membrane will not melt away.
However please do not use this part under an environment where water adhesion or dew
condensation occurs for a long period of time or frequently.

(2) Do not make foreign materials such as a solvent, oil and fat stick to the humidity sensor. It may
stop cease to function correctly.

(3) Please do not bend and extend the lead terminal more than 2 times .
(4) Attachment by flow soldering or re-flow soldering is not possible.
(5) Please solder the terminal 1.6mm or over away from the element side with the iron tip temperature
350+/-10 degree within 5 seconds.

(6) If a DC voltage is applied, the sensor characteristics will be affected and a failure will occur.
DC voltage application is strictly prohibited.

(7) This product is intended to be used for general electrical equipment.
Please contact us in advance in case of the following application to be used;
Extremely-high reliability demanding applications, such as medical equipment, safety device,aerospace instrument, nuclear energy control equipment, combustion control apparatus and so on,which failure and/or malfunction could do serious damage to human life, body, property and so on,
directly or indirectly.

９．その他 Others(1) 環境関連
本製品は欧州RoHS指令適合品です。
なお、「北陸電気工業株式会社 グリーン調達規定」に準拠しております。
Environment
This product is complying with RoHS.
In addition, it is based on "Hokuriku Electric Industry Co., Ltd. Green Procurement Guideline.

ＨＤＫ

Ｈｏｋｕｒｉｋｕ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ.,Ｌｔｄ
HIS-088/8

１０．温湿度特性（参考データ）
Temperature Humidity Characteristics (For Reference)
第７項の測定回路による。 周波数 ： １ｋHz
By the measuring circuit of item 7. Frequency: 1KHz
単位(unit)：ｋΩ
20
102,504
30,6209,147
2,672780

相対湿度 Relative Humidity [ ％RH ]
3040
5060
70
7,250 1,252.0 322.31 115.84
46.89
2,679
498.9 135.60
48.72
20.12
990
198.8
57.05
20.49
8.64
355
86.0
26.96
10.58
4.76
127
37.2
12.74
5.46
2.62

80
19.40
8.85
4.04
2.40
1.4290
8.55
4.10
1.97
1.37
0.96

温湿度特性
Temperature Humidity Characteristics
1,000,000
5℃

100,000

15℃
25℃

10,00035℃

インピーダンス Impedance [ kΩ ]温度Temp.
5℃
15℃
25℃
35℃
45℃1,000

45℃

100

1010102030

4050

60

708090

相対湿度 Relative Humidity [ %RH ]100