マックス レーザ墨出器

取扱説明書
警告

プロ用

●使用前に必ず取扱説明書を読む。
●異常を感じたら絶対に使用しない。
●光学機器でレーザ光を直接見ない。
●レーザ射出口をのぞきこまない。
●レーザ光を人体に当てない。
●レーザ光を直接のぞきこまない。
●本機を絶対に分解・改造しない。

LA-802LA-403●この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
●本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

このたびはマックスレーザ墨出器をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みくだ
さい。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

■表示について警告

この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

注意

この表示は取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。
また、取扱いを誤った場合には、レーザ墨出器本来の性能を発揮しないばかりでなく本機の損傷につながる事が想定される場合を表しています。

■絵表示についてこの記号は「してはいけないこと」を意味しています。この記号の中や近くの表示は具体的な禁止内容です。

｜｜｜｜｜｜｜｜ 目

次 ｜｜｜｜｜｜｜｜

1 . 各部の名称 …………………………………………… 1
2.

安全作業のために………………………………… 2

3 . 仕様 …………………………………………………… 5
4 . ご使用になる前に …………………………………… 65 . 使用方法 ……………………………………………… 8
6 . 精度の確認 …………………………………………… 13
7 . 故障かなと思ったら ………………………………… 17
8 . 製品保証内容 ………………………………………… 17
全国販売拠点、サービス拠点一覧

各部の名称〈LA-802〉〈LA-403, LA-303〉

レーザ射出口（垂直ライン）

レーザ射出口（垂直ライン）
操作パネル

カバーガラス

操作パネル

レーザ射出口（水平ライン）

レーザ射出口（水平ライン）

電源スイッチ

電源スイッチ

微調整ツマミ
微調整ツマミ

本体三脚
円型気泡管
円型気泡管

本体三脚
レーザ射出口
（地墨ポイント）

レーザ射出口
（地墨ポイント）

アジャスタ

アジャスタ

操作パネル
LA-802LA-403, LA-303

受光確認LED

受光確認LED
モード切替
スイッチ

ライン切替
スイッチ

電池交換
警告LED

受光器
モードLED

電池交換
警告LED

受光器
モードLED
省電力
モードLED

LA-802〈レーザ光射出イメージ〉

ライン切替
スイッチ

モード切替スイッチ

LA-403〈レーザ光射出イメージ〉−1−

省電力モードLED

LA-303〈レーザ光射出イメージ〉安全作業のために警告
q異常を感じたら絶対に使用しない。
ewレーザ光を直接のぞきこまない。
レーザ光が目に入ると視力障害を起こすことがあります。
eレーザ射出口をのぞきこまない。

tr光学機器でレーザ光を直接見ない。
tレーザ光を人体に当てない。
y本機を絶対に分解・改造しない。
本機を分解・改造すると故障・感電の原因になります。

yuレーザ光を反射物に当てない。
iレーザ光による障害が疑われる場合は医師の診断を受ける。

注意
q使用前使用後には、必ず精度確認をしてください。
使用前使用後に必ず精度確認を行ってください。精度確認を怠ると、故障による誤測定の原因になります。詳しくは、P13

精度の確認をご覧ください。

−2−

安全作業のために注意
w故障したまま、本機をお使いにならないでください。
すぐに使用を中止して、販売店に修理をご依頼ください。詳しくは、P17

故障かなと思ったらをご覧ください。
e倒したり落としたりしないでください。また、ゆらe

さないでください。
本機に強いショックをあたえないでください。また、
故意にゆらしたり振動をあたえないでください。故障の原因になります。
r水などに濡らさないでください。

r

電気部品がショートして故障の原因になります。
※本機はいかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けないJIS保護等級の4に適合していますが、噴流水や長時間の浸漬水没に対する保護等級ではありません。
t本体を移動させる場合は、電源スイッチをOFFにし tてください。
電源スイッチをOFFにすると同時に、本体内部がロックされます。なお、故障の原因となりますので、
電源スイッチは途中で止めずに最後まで戻してください。
y運搬する場合は収納ケースに入れてください。また、 y
横倒ししないでください。
ケース収納時も強いショックや振動をあたえないでください。車で移動の場合は、助手席のシートの上に置き、動かないよう固定してください。また、送る場合は輸送用外箱に入れてお送りください。

−3−

安全作業のために注意u次のような場所には放置しないでください。

u●暖房器具の近くなど高温になるところ。
●ダッシュボード、トランク、荷台や直射日光下で窓を閉め切った車内。
●磁気を帯びたところ。
●ホコリの多いところ。
●振動の多いところ。
●濡れたところや湿気の多いところ。
iレンズカバーについて
射出口のカバーガラスには指を触れないでください。
o本機は（財）テレコムエンジニアリングセンター（TELEC）の技術基準に適合しています。電池ボックス内に貼られているラベルはその証明ラベルです。証明
ラベルの貼り付けられた製品を総務大臣の許可なしに改造、または証明ラベルをはがして使うことはできません。これに違反すると法律により罰せられます。

管理上のご注意■結露について寒いとき、暖房をつけた直後など、本機内部に露（水滴）がつき、作動しないことがあります。そのまま数時間放置すると正常に作動します。何時間たっても作動しない
場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
■お手入れについて●カバーガラスが汚れると、ライン光が暗くなります。その場合、市販のレンズクリーナーで拭き取ってください。
●本体の汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。シンナー等の溶剤では絶対に拭かないでください。その際、カバーガラスを強く押さない様に気をつけてください。
■保管について●必ずケースに入れて保管してください。
●長期間使わない場合は電池をはずしてください。

−4−

仕様
商
商

品
品

名
記

号

マックス レーザ墨出器
LA-802LA-403寸

法 （H）235×（φ）93（回転ベース部）mm

質量LA-303（H）171×（φ）89（回転ベース部）mm

1.3kg（本体のみ）

1.0kg（本体のみ）

動 作 温 度・湿 度

0〜40℃、20〜80％RH（結露のないこと）

電

単3アルカリ乾電池4本
またはAC100V（専用ACアダプタ使用）

源連 続 使 用 時 間 ※1
（単3アルカリ乾電池使用時）

矩十字 約4時間
横全周 約4時間
全ライン 約2時間

電池残量警告
付

属

品

大矩
約10時間
両縦
約10時間
横1本 約21時間
全ライン 約6時間

縦1本 約16時間
大矩
約10時間
横1本 約21時間
全ライン 約8時間

LED赤色点灯 ※2
取扱説明書、キャリングケース、単3アルカリ乾電池4本、専用ACアダプタ（LA-802のみ）●レーザ
投 射 光 光 源

可視半導体レーザ

波

長

ライン波長

出

力

2.5mW以下（クラス2M）

635nm

自動補正範囲±2°

水平ライン指示精度±1.0mm／10m

垂直ライン指示精度±1.0mm／10m

鉛直点指示精度±1.0mm／2.5m

大矩指示精度

90°±0.01°

制

磁気ブレーキ動

方式

地墨ポイント波長

鉛直ライン射出角

約130°

水平ライン射出角

LA-802：360°
全周

ラ

イ

ン

幅

1.5mm／5ｍ、3mm／10ｍ

使

用

距

離

10m（受光器LA-D3使用時 20m）

受光モニタ使用範囲
パルス
発光性能

650nm

LA-403, 303：約95°

1〜20m

デューティー比約50％（受光器モード）、約10％（省電力モード）

周波数10±1kHz（受光器モード）、110±20Hz（省電力モード）※1 連続使用時間は使用状況・環境により変化することがあります。
※2 電池残量が少なくなるとLED色が緑から赤色に変わります。LEDが赤色に点灯したら電池を交換してください。

−5−

ご使用になる前に
1. 単3アルカリ乾電池で使用する場合
お使いになる前に、電池ボックスに単3ア〈図-1〉

ルカリ乾電池を4本正しく入れてください。

電池フタ
電源
スイッチ

q電源スイッチを「切」にしてから硬貨などを使い、ロックダイヤルを左回しで緩め、電池フタを開けます。

〈図-1〉

ロック
ダイヤル

w図の向きにリボンを電池の下にして単3アルカリ乾電池を入れます。

〈図-2〉

〈図-2〉
リボン

注意
●種類の違った電池を混ぜて使用しな
いでください。

電池
ボックス

e防水パッキン部に異物が無い事を確認して、電池フタ凸部を電池ボックス切欠部に合わせ、押し上げながら電池フタを取り付け、硬貨などを使い、ロックダイヤ

切欠部

ルを右回しで締め付けてください。
〈図-3〉
防水
パッキン

※電池交換の際、電池が取り外しづらい場
合は、リボンを引っ張ってください。

フタ凸部

−6−

〈図-3〉

2. ACアダプタで使用する場合（LA-403, LA-303は別売となります）

警告●マックスレーザ墨出器用のACアダプタ以外のACアダプタで使用しない。
本機が故障したり、火災の原因になります。
●アダプタを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。
コードが破損して火災や感電の原因になります。
●表示された電源電圧（AC100V）以外の電圧で使用しない。
本機が故障したり、火災の原因になります。

q本機左側面のジャックキャップを開け、ACアダプタのジャックをしっかりと差し込みます。

〈図-4〉

wACアダプタのプラグをコンセント（AC100V）に差し込みます。

〈図-5〉

e使用後はACアダプタのジャックを取り外し、ジャックキャップをしっかりとはめ込んでください。

−7−

ジャックキャップ

〈図-4〉
ジャック

〈図-5〉

使用方法
〈図-6〉

注意
●使用前、使用後には、「6章精度の確認」（P13）を参照し、必ず精度の確認を行ってください。
電源スイッチを「入」にしてください。同時
電源スイッチにロックが解除され、ライン照射されます。
〈図-6〉

ライン切替スイッチを押すことにより、所定のラインを照射することができます。

LA-802
q矩十字
矩十字

w両タテ

両タテ

eヨコ
ヨコ

r全ライン

地墨

LA-403
大矩

q全ライン

両タテ

w大矩、地墨縦横e両縦、地墨r横地墨LA-303
q全ライン

大矩

w大矩、地墨
縦
横

e縦、地墨
r横

地墨

−8−

1. タテラインを使用する場合〈図-7〉

q本体を設置し、円型気泡管を目安に本体
三脚のアジャスタをまわして水平にします。
w電源スイッチを入れると全ラインを照射します。ライン切替スイッチを押し、作業に適したラインを照射します。

地墨ポイントe下部地墨ポイントを地墨に合わせるように本体を設置します。

〈図-7〉

r下部地墨ポイントとタテラインレーザ光を地墨に合わせるように本体を回転調整します。微調整ツマミを使用すると確実に合わせることができます。

〈図-8〉

微調整ツマミ

この時、レーザー光が消えた場合は、自〈図-8〉

動補正範囲を超えておりますので、円型
気泡管を目安に再度本体三脚のアジャスタで調整してください。

〈図-9〉

tご使用後は、電源スイッチを必ずOFFの位置に戻してください。

〈図-9〉

−9−

2. ヨコラインを使用する場合〈図-10〉

q本体を設置し、円型気泡管を目安に本体
三脚のアジャスタをまわして水平にし
ます。

円型気泡管

〈図-10〉

w電源スイッチを入れると全ラインを照射します。ライン切替スイッチを押し、作業に適したラインを照射します。

アジャスタ

eエレベータ三脚に本体を取り付ける場合
は、必ず本体の円型気泡管を目安に本体が水平になるように設置してください。
〈図-11〉
rご使用後は、電源スイッチを必ずOFFの位置に戻してください。

本体のネジを三脚のネジにネジ込んで取り付けてください。

三脚〈図-11〉
3. 本体三脚について
本体三脚は、展開して使用することができます。

〈図-12〉※本体三脚を展開して使用する際は、三つの本体三脚を同様に展開してください。
1つ、もしくは2つだけの本体三脚展開
だとバランスを崩し転倒します。

本体三脚〈図-12〉− 10 −

4. 受光器を使用する場合
本機はマックスレーザ受光器LA-D3を使用して頂く事で、レーザ光の見えづらい明るい
箇所でもレーザ光を受光できます。
また、受光モニタ機能により、墨出器側でも受光状態を確認することができます。
qモード切替スイッチを押し、受光器モー〈図-13〉

ドLEDが赤く点灯していることを確認してください。

LA-802〈図-13〉

モード切替
スイッチ

LA-403, 303

wマックスレーザ受光器LA-D3の電源を入れると、3つの受光確認LEDが連動して順に点灯します。

〈図-14〉

e本機の受光確認LEDとLA-D3の表示部

受光器モード
LED

モード切替
スイッチ

LEDは連動いたします。中央のLED（青）が点灯されるように本機の微調整ツマミ

受光器モードLED〈図-14〉

を用いて調整してください。 〈図-15〉

受光確認LED※LA-D3は本機から照射される全てのラ
インで受光可能です。受光するラインや受光器を設置する向きによって、本機と受光器のLED点灯の箇所が必ずしも一致致しません。その場合は、LEDの色を参LA-802

考に調整を行ってください。

〈図-15〉

注意●50m以内で受光器を同時に2台以上使用すると、混信により受光モニタ機能が正常に作動しない場合があります。

注意●本機は電波法に準拠して製造した日本国内専用モデルです。海外の法律には適合しておりません。海外で使用すると、各国の法律により処罰されることがありますので、海外ではご使用にならないでください。

− 11 −

LA-403, 303

5. 省電力モードを使用する場合〈図-16〉

電本機は省電力モードを使用する事によ

LA-802

り、消費電力をおさえる事ができます。省

モード切替
スイッチ

LA-403, 303

電力モードを使用する際は、モード切替ス
イッチを押し、省電力モードLEDがオレンジ色に点灯してから使用してください。
〈図-16〉

省電力モードLED

6. 使用後のお手入れ作業完了時は、電源スイッチをOFFの位置に戻し、本体に付着したホコリや水分をき
れいに拭き取ってから、電池を取り外して保管してください。

7. キャリングケースへの収納
本体をキャリングケース内で固定した状態で収納するために、ベース部円型気泡管、微調整ツマミ、電池フタ、ジャックキャッ
プをケースの形に合わせたを方向で収納してください。

− 12 −

モード切替
スイッチ

省電力モードLED

精度の確認
1. タテラインの確認
q「下げ振り」を約2.5mほど振り下げます。
w糸から約2〜5m離れた距離からレーザ光を照射します。

タ
テ
ラ
イ
ン

タ
テ
ラ
イ
ン

e糸全域に光が照射されている事を確認できたら指示精度の範囲内であり、正常です。

〈図-17〉

2. ヨコライン指示精度（傾き）の
確認

下げ振り糸
2〜5m

地墨

〈図-17〉

タテライン
交わる点

q壁から5m離して本体を設置し、タテラ
インとヨコラインを正面に照射します。
wタテラインとヨコラインの交わる部分を中心に5cm程タテラインを罫掛き、その中心点をマーキングします。 〈図-18〉

ヨコライン

5m

〈図-18〉
e本体を右に回し、タテラインを5m右に動かし、wで罫掛いたタテラインとヨコラインの交わる点をマーキングします。

5m
交点〈図-19〉
r本体を左に回し、タテラインを5m左に動かし、wで罫掛いたタテラインとヨコ

タテライン

ラインの交わる点をマーキングします。

〈図-19〉− 13 −

t「wer」でマーキングした3つの点の〈図-20〉

ずれがヨコライン1mm以内であれば、指示精度の範囲内であり正常です。
ずれ〈図-20〉

マーキング

yLA-802は「q〜t」の手順で他の水平ラインも確認してください。

3. 鉛直点指示精度の確認
q本体を床に設置し、上部レーザ十字点（鉛直点）の位置を2.5m以下の天井にマーキングします。

マーク

w本体を右に90°回し、再度上部レーザ
十字点（鉛直点）の位置をマーキングし
ます。

90°

〈図-21〉

e「w」をさらに2回繰り返します。

〈図-21〉

rマーキングした4つの点の最大の差が〈図-22〉

2mm以内であれば、指示精度の範囲内であり正常です。

〈図-22〉− 14 −

最大の差
2mm以内

4. 大矩指示精度の確認
LA-802の場合
q間隔が5mぐらいある四方壁面の中心の〈図-23〉
正面タテライン

床に本体を設置し、四方壁面にタテライ

B

Aンを照射します。
w正面壁面に照射されたタテライン中心部にマーキング（A）し、左壁面に照射されたタテライン中心部にもマーキング（B）します。

〈図-23〉 〈図-24〉

e本体を左に90°回転し、左壁面のマー

B

キング（B）に正面タテラインを合わせ、C背面壁面に照射されたタテライン中心部にマーキング（C）します。

〈図-24〉

re同様に本体を90°回転し、背面壁面のマーキング（C）に正面タテラインを

正面タテライン〈図-25〉

合わせ、右壁面に照射されたタテライン
中心部にマーキング（D）します。

DC〈図-25〉
t最後に本体を90°回転し、右壁面のマーキング（D）に正面タテラインを合わ

正面タテライン

せます。この時、正面壁面に照射されたタテラインと、マーキング（A）のずれ〈図-26〉

4mm以内

が4mm以内であれば、指示精度の範囲内であり正常です。

〈図-26〉ADy他のタテラインも同様の手順で確認します。
正面タテライン− 15 −

LA-303の場合
q間隔が5mぐらいある四方壁面の中心の〈図-27〉
正面タテライン

床に本体を設置し、タテラインを照射し

B

A

ます。
w正面壁面に照射されたタテライン中心部にマーキング（A）し、左壁面に照射されたタテライン中心部にもマーキング（B）します。

〈図-27〉 〈図-28〉

e本体を左に90°回転し、左壁面のマー

B

キング（B）に正面タテラインを合わせ、C背面壁面に照射されたタテライン中心部にマーキング（C）します。

〈図-28〉

re同様に本体を90°回転し、背面壁面のマーキング（C）に正面タテラインを

正面タテライン〈図-29〉

合わせ、右壁面に照射されたタテライン
中心部にマーキング（D）します。

DC〈図-29〉
t最後に本体を90°回転し、右壁面のマーキング（D）に正面タテラインを合わ

正面タテライン

せます。この時、正面壁面に照射されたタテラインと、マーキング（A）のずれ〈図-30〉

4mm以内

が4mm以内であれば、指示精度の範囲内であり正常です。

〈図-30〉
A

D※LA-403では、右壁面に照射されるタテラインも同様の手順で確認します。
正面タテライン− 16 −

故障かなと思ったら故障かな？
修理をご依頼される前に、次のことを確認してください。
状

況

確

認

内

容

レーザ光がでない ⇒ 乾電池は消耗していないか・入れ方は正しいか、
円型気泡管の赤丸の中に気泡が入っているか、
ACアダプタが確実にAC100V電源に差し込まれているか
レーザ光が暗い⇒ カバーガラスは汚れていないか
乾電池は消耗していないか・入れ方は正しいか
受光器モード、省電力モードになっていないか

衝撃を与えた場合 ⇒精度の確認をご覧ください（P13参照）

上記の方法で、解決できない場合は故障です。下記

故障したときはをご覧ください。

故障したときは修理をご依頼される前に、上記の 故障かな？ を見て故障かどうかを確認してください。
1） 故障かな？ の方法で解決出来ない場合は「保証書兼盗難・火災保険被保険者証」のコピーを添えて修理をご依頼ください。なお、「保証書兼盗難・火災保険被保険者証」のコピーが添付されていない場合は、保証期間内でも有料となる事があります。
2）本機と「保証書兼盗難・火災保険被保険者証」をケースに入れ、運送用外箱に入れお買い求めの販売店またはマックスサービスファクトリー㈱へ点検・修理にお出しくだ
さい。

製品保証内容
●本機には保証書（梱包箱に添付）がついています。
●所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
●本機の基本保証期間はお買い上げ日より1年間です。

− 17 −

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

本 社 ・ 営 業 本 部 〒103-8502 中 央 区 日 本 橋 箱 崎 町 6 − 6 TEL（03）3669-8121㈹支店・営業所札
幌支
仙台支
盛 岡 営 業新潟支
東京支
水 戸 営 業群 馬 営 業長 野 営 業
柏営
業
千 葉 営 業
名 古 屋 支静 岡 営 業大阪支
京 滋 営 業神 戸 営 業広島支
福岡支
南 九 州 営 業

店
店
所
店
店
所
所
所
所
所
店
所
店
所
所
店
店
所

〒060-0041 札 幌 市 中 央 区 大 通 東 6 − 1 2 − 8〒984-0002 仙 台 市 若 林 区 卸 町 東 2 − 1 − 2 9〒020-0824 盛 岡 市 東 安 庭 2 − 10 − 3〒955-0081 三 条 市 東 裏 館 2 − 1 4 − 2 8〒103-8502 中 央 区 日 本 橋 箱 崎 町 6 − 6〒310-0043 水 戸 市 松 ヶ 丘 2 − 3 − 2 7〒371-0844 前 橋 市 古 市 町 2 3 3 − 5〒399-0033 松 本 市 笹 賀 8 1 5 5〒277-0871 柏 市 若 柴 2 9 7 − 1 2〒284-0001 四 街 道 市 大 日 1 8 7 0 − 1〒462-0819 名 古 屋 市 北 区 平 安 2 − 4 − 8 7〒422-8036 静 岡 市 駿 河 区 敷 地 1 − 3 − 2 6〒553-0004 大 阪 市 福 島 区 玉 川 1 − 3 − 18
〒612-8414 京 都 市 伏 見 区 竹 田 段ノ川 原 町 9〒650-0017 神 戸 市 中 央 区 楠 町 6 − 2 − 4〒733-0035 広 島 市 西 区 南 観 音 7 − 1 1 − 2 4〒812-0006 福 岡 市 博 多 区 上 牟 田 1 − 5 − 1〒891-0115 鹿 児 島 市 東 開 町 3 − 2 4

TEL（011）261-7141㈹TEL（022）236-4121㈹TEL（019）621-3541㈹TEL（0256）34-2112㈹TEL（03）3669-8118㈹TEL（029）255-3761㈹TEL（027）210-7755㈹TEL（0263）26-4377㈹TEL（04）7132-1500㈹TEL（043）422-7400㈹TEL（052）918-8619㈹TEL（054）237-6116㈹TEL（06）6444-2035㈹TEL（075）645-5061㈹TEL（078）367-1580㈹TEL（082）291-6331㈹TEL（092）411-5416㈹TEL（099）269-5347㈹

販売関係会社
埼 玉 マ ック ス ㈱横 浜 マ ック ス ㈱多摩営業所
金 沢 マ ック ス ㈱岡 山 マ ック ス ㈱四 国 マ ック ス ㈱〒331-0823 さい た ま 市 北 区 日 進 町 3 − 4 2 1〒241-0822 横 浜 市 旭 区 さ ち が 丘 7 − 6〒190-0022 立 川 市 錦 町 5 − 1 7 − 1 9〒921-8061 金 沢 市 森 戸 2 − 1 5〒700-0971 岡 山 市 野 田 3 − 2 3 − 2 8〒761-8056 高 松 市 上 天 神 町 7 6 1 − 3

TEL（048）651-5341㈹TEL（045）364-5661㈹TEL（042）528-3051㈹TEL（076）240-1873㈹TEL（086）246-9516㈹TEL（087）866-5599㈹マックスエンジニアリング&サービスファクトリー㈱本社・高崎サービスステーション 〒370-0031 高 崎 市 上 大 類 町 4 1 2埼
玉サービスステーション 〒331-0823 さい た ま 市 北 区 日 進 町 3 − 4 2 1
札
幌サービスステーション 〒060-0041 札 幌 市 中 央 区 大 通 東 6 − 1 2 − 8
仙台サービスステーション 〒984-0002 仙 台 市 若 林 区 卸 町 東 2 − 1 − 2 9
名 古 屋サービスステーション 〒462-0819 名 古 屋 市 北 区 平 安 2 − 4 − 8 7
大阪サービスステーション 〒553-0004 大 阪 市 福 島 区 玉 川 1 − 3 − 18
広島サービスステーション 〒733-0035 広 島 市 西 区 南 観 音 7 − 1 1 − 2 4
福岡サービスステーション 〒812-0006 福 岡 市 博 多 区 上 牟 田 1 − 5 − 1

TEL（027）350-7820㈹TEL（048）667-6448㈹TEL（011）231-6487㈹TEL（022）237-0778㈹TEL（052）918-8624㈹TEL（06）6446-0815㈹TEL（082）291-5670㈹TEL（092）451-6430㈹●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。

●マックスお客様ご相談ダイヤル（無料）0120-228-358
月〜金曜日 午前9時〜午後6時『ナンバーディスプレイ』を利用しています。
4008424
101213-00/01