R364 (4)目次

1. ノギスとは

1. ノギスとは ........................................................................................................................................1

ノギスは、「手で持って測ることのできる滑り挟み方

ニヤ目盛をもつ滑り挟み尺についての歴史は、はっきり

2. キャリパとは.....................................................................................................................................2式の寸法測定工具である」ということが一般の認識でしないと言えます。滑り挟み尺は、古くから用いられてす。言い換えれば、物差の上を走るジョウの移動距離

いる物差の発展のなかにあることから、ジョウで物をを物差で測って「もの」の大きさを求めることのできる

挟むことによる測定の便利さに基づいて作られてきた挟み尺と言え、簡単には、物差とパスとを組合せたもものでしょう。日本の度量衡法では、
ノギスは物差ののと言えます。

年1月
一種として取り扱われてきており、1945（昭和20）

3. ノギスの名称の起こり及びバーニヤ目盛 .....................................................................................4
4. 最も古い滑り挟み尺：ノギス ...........................................................................................................8
5. 19世紀半ばまでの鞘箱型滑り挟み尺.............................................................................................9
6. 現存する世界最古に当たるバーニヤ目盛付滑り挟み尺のノギス .............................................11

機械工場と名がつけば、どんな工場でも、例えば

7. バーニヤ目盛をもつ滑り挟み尺であるノギス発祥のアメリカ説 ...............................................12

従業員1 人、旋盤 1 台の小さい工場でもノギスは必ず

8. 欧米における1945年頃（第二次世界大戦終了）までのノギス ....................................................13

使われています。また、自分で自動車等の手入れをす

8. 1. バーニヤ目盛のない滑り挟み尺：簡易ノギス......................................................................14
8. 2. ダイヤゴナル目盛をもつ滑り挟み尺：ノギス ........................................................................18
8. 3. バーニヤ目盛をもつ滑り挟み尺：ノギス..............................................................................19
9. デプスゲージとハイトゲージ ........................................................................................................26

るような人ももっているでしょう。

に物差から独立してノギスとして扱われるようになった経緯があります。
ここでは、はっきりしていないとは言え、滑り挟み尺としてのノギスについて、現在までに知られていることの歴史は、
西は紀元前5000年の古代エジ
物差（Scale）

を中心に、その起こり、あるいは早い時代から使用してプト、東は紀元前 1500 年殷時代の中国から明らかにいると思われるものについて述べ、我国ではいつごろされていますが、工業用の長さ計については、はっきりから作られ、使用されてきたか、
そして、どのように現在しないことが多く、特に代表的なノギスであるバーに至ったかについてご紹介します。

10. 日本におけるノギスの始まり........................................................................................................28
11. 日本におけるノギスの工業的生産開始及び普及 .......................................................................36
12. 第二次世界大戦後のノギスの動き, 日本工業規格 JIS 制定 .......................................................39
13. 日本におけるハイトゲージの発展................................................................................................45
14. ディジタルノギス*2の開発と発展 .................................................................................................47
15. むすび・謝辞 ..................................................................................................................................53
文 献......................................................................................................................................................55

注＊1：本冊子は精密工学会 精密工学基礎講座「精密測定の歴史」第3回ノギスの起こりと変遷（2012年12月26日Website版）の記事を基に一部加筆して纏めたものです。
注＊2：一般的にデジタルを用いることが少なくないと思われますが、本稿では学術用語、JIS 用語であるディジタルを用いています。

1

2. キャリパとは

2. キャリパとは「 Calliper とは」を先ず述べておかなければなり「キャリパとは 2 点で挟んで直径、厚さ等寸法を求（b）に示すパスをあげな
キャリパとして、まず図1（a）

また、ノギスより細かい値であるマイクロメートル

ません。それは、2010 年 12月に ISO/DIS（ International

める測定工具」です。従って上の表題の Calliper depth

ければなりません。
これも英語では Calliperです。昭和のオーダで読取ることのできるキャリパが図 1（ d ）にOrganization for Standardization / Draft of International

gauges は Calliper を取って Depth gauges とすべきなのの始め頃まで、ある部門においては第二次世界大戦中示すマイクロメータです。
ノギスとの関係によって、
マイStandard ）13385-2.2と言う規格原案を見たからです。

です。Calliper をつけたのはスライド部分をもっているまで、我が国ではパスで測定物を軽く挟んで、あるいクロメータが Calliperの一種ではないと思われるようにもその上この案は、恥ずかしいことに、9ヵ月後の 2011からという理由であると聞きました。
これはノギスがは測定物へ測定子の接触の程度を手に感じつつ通過

なってきていることも既に述べました。マイクロメータ

年に成立してしまったのです 。その規格原案名称がVernier Calliperとして極めて広く普及しており、その影響させて、その間隔を直尺から求める方法をとることも少の英語での正式名は Micrometer Calliper で Micrometer

Geometrical product specifications (GPS)―Dimensional

をうけていると思われます。

なくなかったのです。
この時代にノギスが増えてきたこは省略しての通称です。

1)

measuring equipment ― Part 2 : Calliper depth gauges ―約10年前にデンマークから Calliper height gauges とDesign and metrological requirements とありました。

いう規格原案が提出されたことがありました。当時、筆問題は Calliper depth gauges という名称です。
この規格者は委員としてその会議に出席していたので、理由

その後パスに代わって、図1（c ）に示すノギスが用い（ h ）に示す内外側ダイヤルキャリパ、及び図 1（ e ）の

内容は明らかにデプスゲージであり、名称にCalliperとを述べて訂正を提案したところ、直ぐ多くの出席委員られるようになり、極めて能率よく、かつ精度よく加工

ダイヤルノギス等が、ダイヤルキャリパに属する測定いう余計な用語がついており、内容を表していないのの賛同をえて、直したことがありました。この委員会

物の寸法を求めることができるようになりました。最近工具です。最近では、図（）j ）に示すディジタルノギス
1 i（

です。
このことは各国 ISO/TC213 の測定担当委員であに、この会議の少々前からイギリス規格協会BSI（British

では、ノギスが広く用いられるようになって、パスは及びディジタルマイクロメータ、
またディジタルインジる専門家といわれる人達が、Calliper が何であるか分Standard Institute）の委員が欠席するようになったこ

アメリカなど一部の企業において使用しているところ

ケータを図（1 f ）のダイヤルゲージの代わりに用いたからなくなっていると思われますので、ここで取り上げとも原因としてあげることができると思います。上記もありますが、殆ど使われなくなってきています。
この

厚み計が広く使われるようになっており、それらもることにしました。

Calliper depth gaugeは ISO規格として成立してしまいま

ようなノギスの広い範囲における普及によって、スラキャリパに属します。

ま た 、そ れ の 裏 づ けとして、マ イクロメータのしたが、2010年12月に提出した筆者の意見によって、5年

ISO 3611 1978 規格の改定作業をほぼ同時に行っ後の見直しにおいて訂正するとの報告を頂いています。

ており、そのタイトルを Micrometer Callipers for

2 点で挟む測定工具すなわち Calliper には多くのexternal measurement からMicrometers for external

種類があり、歴史的経過もありますが、主なものを

measurement 2）へと、Calliper を取って、範囲を広げた

示すと図1の通りです。図題名に参考のため英語名も意味の形に変えてしまっていることです。

記しておきます*3。

とは間違いありませんが、両方式が共存した時代でも図（
1 f ）に示すようなダイヤルゲージを用いた厚さ計の一つであるダイヤルシックネスゲージや、図1（g）

ありました。

イドである滑り部分をもつ器具が Calliper であると思う

上記のような各種キャリパが、歴史的に機械工業にようになってきて、本来の意味である2点で挟むという果たしてきている役割の大きさが分かる時になってい重要な概念が除かれてしまってきているのが上記 ISO

ます。

規格の名称です。

（ i ）ディジタルノギス（Digital (sliding) calliper）（ a ）外パス（ b ）内パス（External calliper） （Internal calliper）（ c ）ノギス（Vernier (sliding) calliper）（d）マイクロメータ（Micrometer (spinning) calliper）（e）ダイヤルノギス（Dial (sliding) calliper）*3
図1 各種キャリパ（Callipers）（ f ）ダイヤルシックネスゲージ（ g ）内側ダイヤルキャリパ（厚さ計 , Dial thickness gauge）（Internal dial calliper）（ h）外側ダイヤルキャリパ（External dial calliper）（ j ）ディジタルマイクロメータ（Digital Micrometer (spinning) calliper）*3
図1 各種キャリパ（Callipers）

注＊3：Calliperは英語、Caliperは米語です。
ISO規格では英語表示を用いています。接触測定の方法を括弧内に英文名を入れました。
分解能向上で必要になってきました。

23

3. ノギスの名称の起こり及びバーニヤ目盛
ノギスという言葉は一見外国語のようですが、日本

Nonius は現在のオランダ語では副尺の用語で、ノドイツでは、
フランス人バーニヤがバーニヤ目盛をもっている滑り挟み尺を作ったのでもなかったと思わ語であって、外国では通用しない言葉です。英語ではと呼んでいます。
ギスはSchuifmaten（スカイフマーテン）

発明したにもかかわらず、
この分割の先祖のNunezのれます。従って、いくら愛国心の強いフランス人でも、Vernier Calliper（バーニヤキャリパ）、フランス語で Pied

ドイツ語でのノギスは前述しましたがSchieblehre（シー

名前をドイツ語流に発音化してNoniusとし、副尺の言

ノギスをバーニヤとは言わなかったのでしょう。

à Coulisse（ピア・コーリス）、ドイツ語で Schieblehre

プレーレ、
シープはスライドとか滑動、
レーレはゲージ

葉としたのです。4 分円の分割法のなかのことで近い

欧州で古い産業用機器類を所蔵しているのはロ（シープレーレ）、または Messschieber（メスシィーバ）、とか尺の意味で滑り尺をいいます）、
またはMessschieberと言えるかもしれませんが、ドイツ語の辞書には、副ンドンの科学博物館（The Science Museum at Southスペイン語で Calibres pie de rey（カリブレス・ピエ・（メスシーパー、メスは測る、シーパーは滑る、滑り測

尺はみなNonius と書いてあります。あえてバーニヤのKensington ）、ミュンヘンのドイツ科学技術博物館デレイ）です。それぞれ特徴のある用語が用いられて定具と言えます）が該当する語であり、Nonius は副尺語を抹殺したのは歴史的事情により、ドイツとして、フと（Munich Science and Technology Museum, Germany）

きています。

のことです。ちなみに、フランス語のピエ（pied）は尺、ランス人の名前を品物の名称にしたくない国民的感

このパリの工芸技術博物館です。
そのいずれにも、古いクーリス（coulisse）は滑動溝、従って滑り尺です。

情があったのではないでしょうか。

マイクロメータは展示されているにもかかわらず、
古い

日本語のノギスは、ドイツ語の Nonius（ノニウス：
副尺あるいは一目を細かく分割して読む目盛の意）から

これらの結果ノギスの語源はドイツかオランダかは

一般に、バーニヤ目盛の発明はフランス人ピエー

ノギスが陳列されていないのは誠に不思議なことでドイツ語から日本語
転訛 3)4)したと信じられています。

別として副尺を意味する Nonius に求めるしかありませと言われていル・バーニヤ（Pierre Vernier(1580〜1637)）

す。
ノギスの発生はアメリカだという人がいることも下に転訛した言葉も少なくないので、そのようなことでん。長崎製鉄所にて、ノギスが入っていて用いられてます。彼は数学者で有名でしたが、本職は地方官史で記7章の記述により否定しえなくなっていると思います。

あったのでしょう。また、ドイツ語系に属するオランダいたならば、ノギスの示す値の読取りにあたり、ノニウした。1631年にブラッセルで発行した数学書「新4分円

ノギスの語源の副尺であるバーニヤ目盛について、

しかし、語の Nonius から転訛したのかも知れません。

スという言葉をしばしば聞いて、それがノニスになり、の構成、利用と特性」の中に、バーニヤ目盛を記した

ノギスに
日本工業規格 JIS（Japanese Industrial Standard）

機械工場の言葉で日本語化された言葉は英語が極め

ノギスの名称になっていったとも考えられます。

ので、副尺であるバーニヤ目盛の発明者と書かれるよ

示されている例を示すと図3の通りです 6)。本尺の目量て多いのです。後述しますが、機械工作法が伝来したの

このノギスの語源である Nonius は人の名前で、ポル

うになりました。あるところでは、それが更に進み、ノが 1 mmにおいて19 mm及び 39 mmを20等分するもの

は、江戸幕府が近代的造船所として建設した長崎製鉄と言い、トガル人であるペドロ・ヌネシュ（Pedro Nunez）

しかし、彼のギスを発明したことにもなっています3) 4)。

と49 mmを50等分するものが多く用いられています。

所と横須賀製鉄所の2箇所からです。長崎製鉄所には

1492年に生まれ、1577年に亡くなっています。ヌネシュ

発明したバーニヤ目盛をもったノギスそのものは今

以前には、本尺目量が 10 等分する（a）や（b）も使われオランダの技師、横須賀製鉄所にはフランスの技師がが、1542年に図2に示すような4分円の分割法の一つで、日では見つかっていません。はたして実際に作ったのていましたが、今日のノギスでは少なくなっています。

来日し、日本人に機械工作法を教えていて、このこと

90 度の最外円を90 等分し、次の内側の円を89 分割、だろうかと、疑問が残ります。愛国心の強いフランス

バーニヤ目盛は本尺目盛に沿って滑り移動するようにから、明治・大正・昭和の戦前までは、オランダ語とその次を88, 87, 86・・・とつぎつぎと分割とした目盛を人が、古い機器を所蔵しているパリの工芸技術博物館

なっています。

フランス語から転訛した言葉が少なくなかったと言え作っておき、指針が何処と合うかで、角度を知る方法を

もし作っ（Conservatoire National des Arts et Metiers）に、

ノギスの目盛においてます。以下に実例を若干あげておきます。

そこでは直角を分割発明した記録が残されています5)。

ているなら展示しているであろうと思われますが、保存

n－1 ：本尺目盛数

ドイツ語「トースカン」
は、
英語は Surface gauge であり、することであり、少々違っているとも言えますが、直角展示はされていません。
また、なぜその時代頃の古い

n ：バーニヤの目盛数

フランス
は Parallelreisser であって発音は全く違います。

を1目の量として考えると分量法の一つと言えます。

ノギスが保存展示されていないのかもわかりません。

S ：本尺目盛間隔

トースカンとよく語は Troussequin（トルゥスカン）で、

マイクロメータをその自国フランスの発明者である

V ：バーニヤ目盛間隔

似ています。
トースカンはこのようにフランス語から

パルメ（ J. L. Palmer、俗にパーマー）の名前で呼んでい

α：整数、多くは1又は2転訛したものです。また戦前は、旋盤を｢ダライバン｣、

たフランスが、なぜノギスの発明者と言われるバーニ

p ：目盛読みの端数

平削り盤を「シカルバン」と現場でよく言っていましヤが自国人なのに、ノギスをバーニヤと呼ばずピア・とすると、本尺のαn－1 目盛をバーニヤ目盛 n 目盛

た。
ともにオランダ語のドゥライバンク（Draaibank）、

コーリスと別の名前でいうのでしょうか。おそらくバーにすれば、本尺目盛間隔 S とバーニヤ目盛間隔V とのシカフバンク（Schafbank）から出ている言葉です。切屑

ニヤが発明したのはノギスでなくバーニヤ目盛で、書関係は、を「ダライ粉」、工作機械を「盤コ」というのは、
これを籍の中に記したのではなかったかと思われますし、
まさらに発展させたアイノコの合成語です。

4

3. ノギスの名称の起こり及びバーニヤ目盛

図2 ヌネシュ目盛

た、滑り挟み尺は既に使われており、バーニヤ目盛を（α n －1 ）S = nV

（1）

です。
そこでバーニヤ目盛の第m 番目が本尺の目盛

5

3. ノギスの名称の起こり及びバーニヤ目盛

3. ノギスの名称の起こり及びバーニヤ目盛と一致しているとすると、本尺目盛間隔とバーニヤ目

日本語のみでは良いと言えるかもしれませんが、海外盛間隔との関係から、
目盛読みの端数 p は、との交流が頻繁な今日、キャリパというと、その音声はSp = m（αS−V）= Sm／n（2）となります。

（ a ）9 mm を 10 等分，最小読取値0.1 mm（図の読取値 11.4 mm）（ b ）19 mm を 10 等分，最小読取値0.1 mm（図の読取値 0.3 mm）（d）39 mm を 20 等分，最小読取値0.05 mm（図の読取値 30.35 mm）（ e ）49 mm を 50 等分，最小読取値0.02 mm（図の読取値 15.42 mm）
図 3 バーニヤ目盛とその 読 取り例

リパという用語は適した用語とは言えません。この本尺39目盛をバーニヤ目盛の 20目盛としており、S = 1

Calliper という用語は、2点で挟んで厚さ、直径などの（α = 2）、n = 20 、m= 7であるから端数 p は式（2）mm、寸法を求める測定工具のことを言っているのであるこから、とを認識しておかなければなりません。最近の測定器

0.05 mm

16 mm
バーニヤ目盛の読み
0.15 mm
本尺目盛の読み

本尺目盛

ノギスの読取りバーニヤ目盛16.15 mmの発展によって、ディジタルキャリパというのみではであり、従って、読取り値は 30 + 0.35 = 30.35 mm になり

ディジタルノギス及 びディジタルマイクロメータをます。

指すことになります。

ノギスに用いられているバーニヤ目盛は、図 3 に示

バーニヤ目盛をもつ滑り挟み尺を既にわれわれされているように本尺の目盛と同方向に進んでおり、

日本においてはノギスと称しており、起こりはドイツ語

この場合、順バーニヤと呼びます。
このほか（1）式左辺

あるいはオランダ語における副尺のノニュースでで与えるとき、同じような関係が成り立ち、を（αn + 1）あったとしても、ノギスは発音、形を含めて、滑り挟み

この場合、バーニヤ目盛は本尺目盛と逆方向になり、尺そのものをいう用語になっているとすべきでしょう。

逆バーニヤと言います。目盛の進む方向が反対になる

また、
この言葉の音そのものは、今では外国の言葉とので使われることが少ないのです。

直接関係がなくなっています。従って、ディジタルキャ

図4はバーニヤ目盛の読取り方法の例です。図中のリパでなく、
ディジタルノギスの方が適した用語である

矢印で用いる目盛を示しています。バーニヤ目盛のと言えます。本稿では、バーニヤ目盛を持っている場

ゼロが本尺の、二つの目盛の間にあり、その右側におい合、持っていない場合においても滑り挟み尺のことをてバーニヤ目盛と本尺目盛とが合致する点を見つけ

ノギスと呼びます。

出し値を求めます。

最小読取値

クロメータ等が該当していることになりますから、キャ

いま、図3（d）において式（2）に当てはめて見ると、

1 × 7 ÷ 20 ＝ 0.35（mm）（ c ）19 mm を20等分，最小読取値0.05 mm（図の読取値 1.45 mm）

ノギス、マイ
英語のCalliperです。図1に示したように、

マイクロメータ及び滑り挟み尺であるノギスの両者

本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせで、読取れるともに、今日ではマイクロメートルが読めるディジ

値は次第に小さくなっています。
しかし、目盛の合致をタル測定工具も現れてきている状況です。そこで、人間の目で見分けることができる分解能に当たる分割

ちなみにマイクロメートルを読取ることのできるディ

目盛間隔には限界があります。図2の49 mmを50等分

ジタルノギスとディジタルマイクロメータを英語で仮にした 0.02 mm 位がよいところです。

表すとすると、図1に既に示しましたが、前者ディジタル

ノギスという日本語に対して、バーニヤ目盛を持っ後者
ノギスは Digital micrometer sliding Calliper であり、た挟み尺の英語は Vernier Calliper ですから、バーニヤ

ディジタルマイクロメータは Digital micrometer spinning

目盛をもたないディジタル表示のノギスに、バーニヤ

Calliper とでもいうことになるのでしょう。

目盛にあたる用語 Vernier を除いた Calliper のみをとって、
図4 バーニヤ目盛の読取り方法

6

キャリパという用語を当てているものがあります。

7

4. 最も古い滑り挟み尺：ノギス

5. 19世紀半ばまでの鞘箱型滑り挟み尺古代中国の殷より前の時代に使われた目盛尺はマ

これは、現存する世界で最も古い滑り挟み尺、即ちイギリスの産業革命の時代になって、ジョウをもつ

鞘表面部分には1ミリメートル目盛が、裏面に1リーニュ

ンモスの骨、牙や角とか、玉石で作られています。殷のバーニヤ目盛のないノギスです。
しかし、このような滑り

鞘に、他のジョウをもった目盛付本尺が刀身のように目盛が刻まれ、図 7と同様に、本尺目盛と鞘尺目盛と時代になり、1400 B.C.頃になると青銅器時代になって挟み尺は、この王莽より前の時代、漢や秦の時代に作ら出入りする形式の鞘箱型滑り挟み尺が現れてきます。

を加えた物差として、30 mmを越えるまでの長さや、おり、更に500 B.C. 頃から鉄が使われ始める時代でし

れて使っていたかも知れないと考えても不思議では

その二つのジョウの間に測定物を挟み、鞘口で測定値

高さも測定できるようになっています。
この1プースはた。時代にそくして骨類から青銅製になった目盛尺もありません。尺の基準を決めるに当って使われた黄鐘を読取るようになっています。図6はその概念図です。

27.07 mm で、インチに近い長さです。1840 年以降、使われるようになり、その後目盛尺は竹製、木製、鉄製

律管が漢の時代にあらわれていた 10)〜12)ことは、そのここでは簡易ノギスと呼びます。

フランスではメートル単位以外の単位は使用禁止にに変わっていきます。

時代に科学が進歩していた13）と思えるからです。

パリの工芸技術博物館には、1887年のPieds à Coulisse

このノギスには両単位目盛があるこなっています15)。

目盛尺である物差を対象物に当てて、丸物の直径

この後1500年あるいはそれ以上の長い間、滑り挟み（ピア・コーリス）、
言い換えると滑り挟み尺又は挟みがとも加わり、1840年頃作られた測定具と推定されていや長さを測ることはできますが、その場合、物差の当尺であるノギスのことは明らかではありません。
しかし、ねと言われる簡易型ノギス数点が展示されています。

ます。

て方によって値が左右されることが多く、すき見や方

しばらくの間、図5のL形の尺が滑る形式の構造のノギ

これらは図 7 のように、ジョウが出ていて、一方のジョ向を覗き見ることをするなどひと工夫が必要です。そスが続いたことであろうと想像します。

ウは移動し、そのジョウについた目盛付本尺が他のこで、物差にジョウ（脚）を付けて、その二つのジョウのジョウのついた鞘から抜け出るようになっています3)。

間に測定物を挟んで測定すると、便利に寸法を求める

二つのジョウの間に測定物を挟み、測定物の値は鞘口ことができます。

のエッジで読取ります。
また鞘の表面にも目盛が刻ま

これにかなう挟み尺が、北京の国家博物館の青銅れており、その目盛は普通の目盛尺として用いること

器文物陳列品の中に見ることができます。図 5 に示すができます。本尺目盛と鞘尺目盛との値を加えて本尺ものがこれです。銅製の固定本尺とその本尺に刻まれのほぼ 2 倍の長さまでのものの長さの測定ができるている溝に沿って滑り動く滑動尺に、それぞれジョウ

物差の形にもなっています。
また、一方のジョウの部分をもつ滑り挟み尺です。西暦 8 年に、新と称する国を作った王莽が、国設立1年後の A.D. 9 に作らせた玉尺

五寸長11.55厘米滑動尺

ジョウの間に挟んで測ったということです。これにジョウ
図6 鞘箱型滑り挟み尺，簡易ノギス概念図

固定卡爪

ます。

図7 鞘箱型滑り挟み尺，簡易ノギス（フランス製）1887年

簡易ノギスであり、ミツトヨ博物館に展示されているものです14)。図 7と同じように鞘からでる本尺にある目盛によって測るもので、ミリメートル目盛と裏にそれ王莽は即位後すぐに、中国度量衡制度の体系的整備させていました。主に印璽、玉や宝石の大きさ等を鞘

図8は、図7より古い1840年頃にフランスで作られたひれの部分の形をした綺麗なつくりになっています。

を行っており、その中において、
この滑り挟み尺も製作

鞘口を下にして立てて、高さ計としても用いることもでき
滑動卡爪

とよばれる滑り挟み尺です7)〜9)。図の右の固定尺の下側にあたる点でつぶした部分は、右側を頭とした魚の

本尺

四寸五分
四寸長9.3厘米固定尺

図5 新王莽銅製滑り挟み尺（中国）西暦9年

以前にフランスにおいて使われていた単位のプース（ pouce ）目盛を持った鞘箱型滑り挟み尺です。この簡易ノギスの本尺の幅は12 mm、厚さ 2 mm、測定範囲

対する記述は、清末に書かれた呉大澂の「権衡度量140 mm、ジョウの断面は細長二等辺三角形に近く、実験考」に初めて現れ、続いて中国の諸家が記述してその測定面は、ほぼ 5 mm×50 mm、本尺及びジョウのいます7)。

長さ
材質は鉄系です。
また、鞘の幅は15 mm、厚さ5 mm、

図8 鞘箱型滑り挟み尺，簡易ノギス（ミリメートル及びプース目盛）（フランス製）1840年頃

180 mm の黄銅製です。本尺裏に刻まれているプース
目盛は、1/12 す な わち 1 リー ニュ（ ligne ）目盛 及 び

1/24目盛（＝ 5 point, ポアン）の2種類をもっています。

8

図9 鞘箱型滑り挟み尺，簡易ノギス（インチ及びミリメートル目盛）（フランス製）1870年頃

9

6.現存する世界最古に当たるバーニヤ目盛付滑り挟み尺のノギス

5. 19世紀半ばまでの鞘箱型滑り挟み尺これと同じ型式で、ほぼ同じ大きさのインチ目盛と図 8 に示した簡易ノギスが作られたと同じ1840（天を用いて表しています。
このノギスの値は平均的にはミリメートル目盛とを表裏に持つ簡易ノギスも作られフランスの陸軍の砲兵隊王立工場におい
保11）年頃、

0.05 %の差で合値していると見ることができ、極めてています。図9はフランス製でアメリカにて使われていて作られ、使われていたと言われる図11に示すようなよい精度をもっていると言えます。

この鞘にた測定範囲5 in、120 mmの簡易ノギスです。

バーニヤ目盛をもつ滑り挟み尺であるノギスが、三重

このフランス軍の工場製であるノギスが、日本にミリメートル目盛及入る本尺の目盛は 4 種類刻まれ、

県四日市市中野町、三岐線の保々駅近くにある秤乃館

あって、フランスの工芸技術博物館にないということ

こび1/10、1/12、1/16 in 目量のインチ目盛 3 種類です。

（小林健蔵館長）に保管されています。

は、なぜでしょうか。
これはかなり以前のことですから、のノギスはよく使われたようで、鞘のミリメートル目盛

このノギスの全長は 650 mm、本尺の幅 25.4 mm、はすり消え、その痕跡が見える程度のものでした。
そのミリメー
厚さ 7.13 mm、測定範囲は 530 mmであって、ころのノギスのジョウは長いものや短いものなどいろ

トル目盛が表に、プース目盛が裏にあります。表のいろの長さのものが作られていました。

バーニヤ目盛（図 11(a) ）は、1ミリメートル目盛の 9 目
盛を10等分して、0.1 mmまで読取ることができ、裏のジョウをつ けて、その 間 に 測 定 物を挾んで 測 定する測定具には、1639 年頃、イギリスのガスコイン

その後整備されたかも知れません。

図10 ガスコイン（イギリス）のねじ使用挟み式測長器 1639年

バーニヤ目盛（図11(b)）は、1プースを12等分した1リー（Gascoign）が作った図 10 に示すような世界で初めてニュの11目盛を12等分して、1ポアンの細かさまで読取のねじによる測定具のマイクロメータがあります16)〜19）。

ることができるようになっています。
フランスの1837年

これら図7〜9に示したノギスには、副尺であるバー

7月4日の法律で、1840 年以降にメートル以前の単位

ニヤ目盛はどこにも付いていません。その名の通り滑

プース等は罰則付きにて使用を禁止していますから、り挟み尺です。
このように、バーニヤは 1631 年にバー表面のミリメートル目盛に対して裏面に以前からのニヤ目盛について著書に記しはしましたが、実際にはプース目盛をのせ、メートル単位の大きさを容易に作らなかったとしか考えられません。

分かるようにしています。従って、
このノギスの製作は（ a ）ミリメートル目盛面

法律ができた1837〜1840年ではないかと思われます。
このノギスの測定精度を調べるため、最近のミツトヨ
製ノギスを用い同じ測定物の長さを測って比較する
ことを、東洋大学の大網功教授他が 2009 年に行って（ b ）プース単位目盛 のバーニヤ目盛 部

います20)。79.00 mmから 400.00 mmまでの大きさの異図 11 フランス陸 軍 砲 兵 隊 王 立 工 場 製 作し使 用されていたノギス（ 18 4 0 年 頃 製 ）なった4種の測定物の長さを測って21)、図12のような結果を得ています。その図の縦軸はフランスノギスの値からミツトヨノギスの値を引いた測定値を表しており、
プース目盛の値を×点メートル目盛の測定値を●点で、で示しています。
論文では個々の測定物の値において、それぞれの測定物の長さからプースの値を求め、プースの平均値を求めることを目的としていました。
しかし、
この図で
はプースの値を、1 pouce = 27.07 mmとして換算した値

10

（図11）
の精度（ ●点は表面メートル目
図 12 フランス製ノギス
盛の読み，×点は裏面プース目盛の読みであり原著ではプースの値を求めていましたが，筆者がその平均 値
1 pouce = 27.07 mm で換算した値で示しています）

11

7.バーニヤ目盛をもつ滑り挟み尺であるノギス発祥のアメリカ説

8. 欧米における1945年頃（第二次世界大戦終了）までのノギス

前項のフランス陸軍製ノギスがあることに対し、それを25等分したバーニヤ目盛が多く使われていました22)。

1840年頃から1950年頃あるいは第二次世界大戦直測定物を挟み、その寸法をバーニヤ目盛を使い、よりを知らなかったのであろうアメリカの工作機械の歴史

マイクロメータの特許が初めてフランスで出され後くらいまでのノギスは、2 種類の型式のノギスが普正しく読取る利点を持って、機械工業に適用されてきは1916年発行の著書「イの権威者であるロー（J. W. Roe）

ヨーロッパでは大したたのがこの 3年前の1848年で、及し、目的に沿った選択によって使用されていたものています。

ギリス・アメリカの工作機械メーカ」の中において、バー

商品にならなかった当時でありますから、このノギスと思われます。その一つは鞘箱型滑り挟み尺の系統で、ミツトヨ博物館のノギスの展示品を見ると、簡易ノニヤ目盛をもつノギスはアメリカのブラウン・シャープ社

はまさに画期的な測定工具に違いありません。長い範

本尺目盛をスライダの指標で読取るもの、すなわち簡ギスとバーニヤ目盛をもった滑り挟み尺であるノギスが初めて製作したものである（Brown & Sharpe Mfg. Co.）

囲にわたって、等間隔に正しく目盛を刻線することは、

易ノギスであり、他はバーニヤ目盛をもつ滑り挟み尺が、1950 年頃まで並列して現れてきています 23)。このと言っており、
その由来を次のように記しています3)。

容易ではない技術ですから、直線目盛機械の開発は、で、本来のノギスの系統です。それぞれ目的に沿った展示によると、既に第 6 章に述べたノギスの裏付けと評価すべき技術です。

使用がなされ、長い期間を経てバーニヤ目盛をもつノなるかと思われるように、フランス製のノギスにバー

ギスへ移行したと言えるようです。

ニヤ目盛付きのものが早い時代から現れています。

ブラウン・シャープ社の創立者で優れた機械師ブラウン（J. R. Brown）が、1850年に物差の目盛作業用に自しかし、このようなすばらしいノギスでも当初は人動式直線目盛機（補正装置付）を発明し、製作しました。

気がなく、最初の年には 4 個しか作らず、3 年後にどう

前者は前 5 章に述べましたが、かなり古くから使わ

1851年というかなり早い時期に、バーニヤ目盛をこの目盛機械を使って、翌1851（嘉永4）年に1/1000 in

やら売れ始めたとのことでした3)。つまり、正確な物差れていたと思われる滑り挟み尺すなわち簡易ノギス

備えたノギスを作ったブラウン・シャープ社の1924年（0.025 mm ）読みのノギス第 1 号を作ったのです。彼を作るために目盛機が発明されて、その活用としてノで、物差の一種として使われたものです。後者のバーから1935年及びその後のカタログ24)〜28)や、1927年及は大いに自負して、1/1000 inが読める精密な測定具が、ギスができ上がり、
これが徐々に普及するようになっ

ニヤ目盛を備えた滑り挟み尺すなわちノギスは、少なび1930年のスターレット社（The L. S. Starrett Company）

どの機械師でも入手できるようになったことは真に画たのです。少々年月が経過していますが、ブラウン・

くとも1840年頃あるいはそれより前にフランスか他の

この両方のノギスが、それぞれかなのカタログ29) 30)には、期的であると、快哉を叫んだと言われています。それ

シャープ社はノギスの普及を図るために、1877 年アメヨーロッパの国から始まったと思われる測定具です。

りのスペースをとって記述されています。またそれらに従って、
ブラウン・シャープ社のカタログには、
しばら

リカンマシニストが創刊されたその創刊号であるよりかなり新しい1979年のスターレット社カタログにくの間 Jos. R. Brown が発明したと書かれています22)。

11月号に、精密機械、ミシンをタイトルとして、工具、もバーニヤ目盛をもつノギスのほか、ポケット型滑り

ブラウンの製作したノギスの外観は、
図13に示す通りゲージなどとともに図 14 に示すような広告をのせて挟み尺としての簡易ノギスに 3 頁をさいています 31)。

です。
バーニヤ目盛部はスライダと接続しており、それがいます。その中にノギス及び直尺等の名が見られます。

これは両者ともに目的に従って使われていたという

鞘箱型滑り挟み尺における刀身の一部として、中央部にこのように、バーニヤ目盛を持ったノギスの製作をに沿って移動します。
作られた あり溝（Dovetail groove）

ブラウン・シャープ社が始めて行ったとすると、原理は更に、これらに先だつ1905年発行のドイツ工具商の鞘に本尺目盛が刻まれ、その本尺目盛は最大目盛値 6 inヨーロッパでおこり、製作と普及はアメリカで行われアドルフ・ファイファー社（Adolf Pfeiffer, Mannheim）のまで目量1/32 inで刻まれています。
図13から明確ではあたという様相パターンは、マイクロメータと同様なこカタログ 32）、第二次世界大戦後のアメリカ、カナダのりませんが、本尺目盛1 inに近い目盛の31目盛を32等分とになります。情報の伝達が十分でなかった時代で、の1958年のカタログ33)
ラフキン社（The Lufkin Rule Co.）するバーニヤ目盛を用いていたとすると、1/1024 となり、バーニヤ目盛付きの滑り挟み尺であるノギスは姿形においても同様なことがみられます。1920年のスタン

1/1000 inの細かさで読取ることができることになります。

も欧州には出なかったようであったと思われていた

レー・ル−ル・レベル社（Staley Rule & Level Co.）のカタ

その目盛数が10や20ではないので、あまり適当とは思

状況ではなおさらのことです。

ログの中に、挟み尺をも取り入れた物差34)があります。

えません。その後のブラウン・シャープ社のノギスにおこのアメリカにおける記述が、広まっていることは

その24目盛いては、本尺目盛において1 inを40等分し、事実であって、
そう信じられている様子がみられます8)。

状態であったと言えます。

ここでは以上の資料中に見られる器械を主な例として述べます。

しかし、上述したように、秤乃館が所蔵する1840年頃のフランス製のバーニヤ目盛付メートル目盛とプース目盛をもつノギスがあり、その後のノギスの様相から、バー
図13 ブラウン製作のノギス（アメリカ）1851年

12

ニヤの国のフランスが先に製作していたと言えます。

図14 ブラウン・シャープ社のアメリカンマシニスト（American Machinist）創刊号Vol.1 No.1（1877）の広告

13

8. 欧米における1945年頃（第二次世界大戦終了）までのノギス

8. 欧米における1945年頃（第二次世界大戦終了）までのノギス

8. 1. バーニヤ目盛のない滑り挟み尺：簡易ノギス
簡易ノギスは図 6 の形から進歩し、鞘の一面を取り除き、本尺と鞘部分の接触案内を あり溝で構成し、本図15 アドルフ・ファイファー商社（ドイツ）簡易ノギス（最大目盛値80 mm）1905年

図16 アドルフ・ファイファー商社簡易ノギス（測定範囲65 mm）1905年

図17 ブラウン・シャープ社（アメリカ）簡易ノギス（最大目盛値4 in, 目量1/32, 1/64 in）1924 年

図18 ブラウン・シャープ社（アメリカ）簡易ノギス（最大目盛値 3 in, 目量1/32 in）1924 年

図19 スターレット社（アメリカ）サムスライダ付直尺（最大目盛値6 in, 目量1/8, 1/16 in）1927年

14

では裏側も示しており、ジョウを閉じ、ジョウの端から

3 inまで目量 1/32 in目盛が刻まれた直尺として使用できることが分かります。

尺面と鞘部の面位置がほぼ同じ面になるようにするこ

使用者がやや違うのでしょうか、これらと同様にとにより、精度を向上することができます。
この形式で、使われたと思われる図 19 に示すような指で操作し易1905年頃ドイツで使われていたミリメートル目盛の簡いようにしたスライダ指標を備えた直尺があります。

32)

易ノギスを図15に示します 。最大目盛値は80 mmで、スライダ
直尺の目量は下目盛 1/8 in、上目盛 1/16 inで、測るべき寸法値はスライダジョウの端面のかどにおいは本尺中央に切られている細い溝で案内されて移動て読取ります。同じ時期に、図16のような鞘でないジョするようになっています。それに対して図20に示すよ

ウを持つスライダの簡易ノギスも使われており、スラ

うな調節可能なフックを物差の端末に取り付けた直尺

イダの端面のエッジにて測定値を読取る簡易ノギス

このフックを片側（下目盛目量 1/64 in、下 1/32 in）や、

で、最大目盛値は90 mm、測定範囲は65 mmです。

のみの固定的に備えた図21に見られる直尺（下目盛目

アメリカにおいても同じような簡易ノギスが使われ

量 1/8 in、上 1/16 in）なども作られていました。
これら両ています。図17はブラウン・シャープ社の簡易ノギスで、者を、すなわち図20を図19に加えた構成にすると、一刀身にあたる本尺を送り易いように送りノブがつけら

つの滑り挟み尺になりますが、その一例として図22にれています24)。測定値は、鞘の部分に矢印に近い形の示すような形のものも作られていました。図17から図

切り掛け突部を指標として読取ります。
また、鞘にも目22までの測定器具は、ブラウン・シャープ社とスター

量1/32, 1/64 inで目盛られており、3 in又は4 inの直尺とレット社ともに、それぞれのカタログに示されており、しても使うことができます。図17は1924年のブラウン・

製作販売をしていたことが分かります24)〜26) 29) 30) 。

シャープ社カタログから引用しましたが、ブラウン・

図23はブラウン・シャープ社1910年製簡易ノギスで

シャープ社は1833年創業で、工具類を製作していたほす。本尺の目量は1/32 inで、3 inまで測定できます。ス

か、上述したようにノギスを1851年に製作しています

ライダ側ジョウの目盛読取り部分に外側測定目盛及から、
このような簡易ノギスはすくなくとも1850年以前

び内側測定目盛のための標線が刻まれています。
スラから製作し、販売していたものでしょう。

イダ側のジョウは調節可能であり、そのスライダの微この図17に示す本尺目盛の見える型式のはさみ尺動装置も備え精度を保つ構造になっています。
これはは、同じ頃に、スターレット社においても、製造販売さミツトヨ博物館に展示されています。
これと同じ型式

スターレット社の創業は1880年であれていました29) 30)。

の簡易ノギスは1924年のカタログで見ることができ、り、
ブラウン・シャープ社と共にマイクロメータで競っ

測定範囲が同じ4 inのほか、6及び9 inに広げ、目量はていた上に、両社共に直尺や簡易ノギス及びノギスを細かくし表面1/64 in 、裏面1/100 inで、ジョウは測定の作り、19世紀の終わりにはマイクロメータと共に、かな

接触を考慮し、焼入れされており、微動部分がややり普及させていたものと思われます。

強固に作られています。

図 18 は、図 13と同様に本尺目盛が見える構造で、これと同じ型式の簡易ノギスが、スターレット社に

ブラウン・シャープ社製です 24) 25)。刀身の本尺は目量

このノギ
おいても作られており、
図24に示すとおりです。

1/64 inで、2.5 inまで測定することができます。その図スでは内外側測定用の指標が本尺の上側についてい図20 スターレット社（アメリカ）調節可能フック付直尺,（最大目盛値6〜48 in, 目量1/32, 1/64 in）1927年

図21 ブラウン・シャープ社（アメリカ）フック付直尺（最大目盛値4〜36 in, 目量1/8, 1/16 in）1924 年

図22 ブラウン・シャープ社（アメリカ）滑り挟み尺（最大目盛値4 in, 目量1/32 in）1924 年

図23 ブラウン・シャープ社（アメリカ）簡易ノギス（測定範囲3 in, 目量1/32 in）1910年，同型1924 年

図24 スターレット社（アメリカ）簡易ノギス（測定範囲3, 4, 6 in, 目量1/64 in, 裏1/100 in）1927年

15

8. 欧米における1945年頃（第二次世界大戦終了）までのノギスます。
この図24は1927年頃の製作のもので、目量が表面きるようにもなっている多目的簡易ノギスです。その

このような丸物の直径を測ると同時に円周長を求

続き、ヨーロッパにおいても同じ傾向が見られます。図1/64、裏面1/100 in、測定範囲は3、4、6 inの3種があります。

ため本尺の幅1・1/4 in、厚さ0.85 in、測定範囲は12〜48

めるための簡易ノギスには、上記のものより早い時代

32〜36にミツトヨ博物館に展示しているイギリス及び

図 25 は 1890 年にスターレット社にて作られた測定

inにおける5種、目量1/8、1/16、1/32、1/64 inと多様に使の 1930 年にフランスにて作られた図 29 に示すような

ドイツ製簡易ノギスを示します。
ミリメートル目盛、イえるようになっています。

木立測定用の木製簡易ノギスがあり、ミツトヨ博物館

ンチ目盛併用のものが多いです。図16、図32、図33は範囲3 in、目量1/64、1/100 in、測定範囲6 in目量1/64 inの簡易ノギスです。両者ともにミツトヨ博物館に展示

図27はスターレット社1960（昭和45）年製のポケット

なお、
木製といえば、物差の一端に展示されています23)。

ジョウ付スライダが滑り移動する形式であり、スライダされています23)。同じ型式のものが、1927 年の同社の型簡易ノギスであり、ミツトヨ博物館に展示されていに簡易ノギスを備えた物差がアメリカ、
ヨーロッパにの左エッジで測定値を読取る構造です。特に図31, 33

カタログにも掲載されています。その固定側ジョウは、るものです。丸物部品の直径を下側目盛で1/32 inの細あり、図 30 に滑り挟み尺を備えたたたみ尺（折尺ともは上側にくちばし測定子を備え、内側など穴の測定物

34)

対象物にあわせて移動した後、固定し、スライダ側ジョ

かさで測定でき、その円周を上目盛で1/16 inの細かさ言う）を示します 。木製のほか、動物の角、牙などでウとの間に測定物を挟み、ときにより微動調節するこ

で求めることができます。本尺送り用ノブ、クランプ機

作られており、いろいろな長さ測定に適用できる便

図36は本尺目盛がみえる一般のノギスの形ですがとによって測定します。
この同じ型式のものもブラウ

構がついています。
この簡易ノギスはスターレット社

利さを備えています。図 31 はアメリカのダンラップ社

バーニヤ目盛のない形式です23)。製作年代が 1950 年

ン・シャープ社においても作られています。

の1979年創立100周年カタログにも示されています31)。

（Danlop Co.）の 1920 年製ノギスで、本尺は薄い素材

で近い時代のものですからそのような構造になった

スターレット社の簡易ノギスでは両ジョウの先端にこのように近代まで適用されていたのです。同様に直径ですが、現代のノギスの形に近くなっており、内側ものでしょう。もしこれからも製作されるとすれば、こ

図26に示すように、先端をとがらせたピンを取り付けと円周長とを測る同種の簡易ノギスは他社でも作って測定子はナイフエッジ型で、上部にもっています。
またのような形式のものになるでしょう。

るねじを備え、車のタイヤ溝等の金型における測定や、

おり、例としてラフキン社の1958年のものを図28に示し

スライダ送り機構とその固定ノブをも備えています。

図右下のように外側パスと内側パスの間隔セットゲー

ラフキン社は1869年創業ですから、19世紀の後ます33)。

これまで主としてアメリカにおける状態を述べてきジとして、時により硬い罫書き針を取りつけて使用で半から、1960年過ぎ位まで生産していたと思われます。

ましたが、ドイツのメーカの図 15、16 に示したものに

図25 スターレット社（アメリカ）滑り挟み尺（測定範囲3~6 in, 目量1/64, 1/100 in）1890年, 1927年

タイヤ金型等多目的用簡易ノギス
図26 スターレット社（アメリカ）（目量1/32 in, 上逆方向目盛）1927年

図27 スターレット社（アメリカ）ポケット型簡易ノギス（測定範囲4 in, 下目量1/32 in, 上円周用目量1/64in, 1960年）

16

8. 欧米における1945年頃（第二次世界大戦終了）までのノギス

図28 ラフキン社（アメリカ）
ポケット型簡易ノギス（下目盛目量1/32 in, 上円周用目量１/16 in）1958年

図29 木製滑り挟み尺（フランス製，上直径用目盛 目量1 cm
最大25 cm 下円周用目盛目量2.5 cm 最大80 cm）1930年

簡易ノギス付
図30 スタンレー・ルール・レベル社（アメリカ）
たたみ尺（木，牙又は角製，目量1/16 in, たたみ尺目量1/10, 1/8 in）1920年

図31 ダンラップ社（アメリカ）簡易ノギス（測定範囲5 in, 目量1/16 及び1/32 in）1920年

図32 チェスターマン・シェフィールド社（イギリス） 簡易ノギス（測定範囲4 in, 120 mm，目量1/32 in, 0.5 mm）1900年

図33 パーカー社（イギリス）簡易ノギス（測定範囲5 in, 130 mm, 目量1/32 in, 1 mm）1920年に対応しています。

このように簡易ノギスは、1850 年以前から100 年を越える期間使われてきているのです。

図34 ラボン・ソン社（イギリス）簡易ノギス（測定範囲3 in, 80 mm, 目量1/32 in, 1 mm）1920年

図35 コッテリル社（ドイツ）簡易ノギス（測定範囲2 in, 50 mm, 目量1/16 in, 1 mm）1930年

図36 シェフィールド社（イギリス）簡易ノギス（測定範囲5 in, 13 cm, 目量1/32 in, 0.5 mm）1950年

178. 欧米における1945年頃（第二次世界大戦終了）までのノギス

8. 欧米における1945年頃（第二次世界大戦終了）までのノギス

8.2. ダイヤゴナル目盛をもつ滑り挟み尺：ノギス

目盛の読取りに合わせてあると見ることができます。

ダイヤゴナル目盛は直角三角形の短辺を相対する

上部のミリメートル目盛では1/10目盛を読取ることが斜辺の長さに展開し細分化を容易にした目盛で、対角できるようになっています。
このダイヤゴナル目盛と（古代
線目盛とも言われています。14世紀に、ヘブライバーニヤ目盛とをもつ下部のノギスは実用より別目的

イスラエル）のレビ・ベン・ゲルソン（Levi ben Gerson）

で作られたかもしれない。

が発明したとされています 5)。従って、バーニヤ目盛より2 世紀も古いのです。航海用のヤコブ・スタッフ（ Jacob ʼ s Staff 、距離測定機御器）や 羅 針 盤、六 分 儀

図38 ノギス（フランス製）（測定範囲150 mm, 9 mmを10等分し最小読取値 0.1 mm）1890年頃

プース単位とダイヤゴナル目盛の使用状況から考（ a ）表面；ダイヤゴナル（1リーニュ）目盛

えて、筆者は図 37 の上側のノギスは 1940 年以前のものではないだろうかと想像したいが許されるであろうなどに使われました。デンマークの天文学者のティコか。日本では、大野弥三郎規行（大野規行）が上記よりが1576年にフヴェン（Heveen）
島
ブラーエ（Tycho Brahe）

早い時代の1840年代に作った図76に示すダイヤゴナルに観測所を作った時に、半径2 mのダイヤゴナル目盛

目盛ノギスがありますが、これについては後述しますをもつ壁面四分儀を作っていて5) 、観測の精度をあげので、そちらを参照してください。

図39 ノギス（フランス製）（測定範囲150 mm, 19 mmを20等分し最小読取値0.05 mm）1890年頃たことは良く知られたことです。
このような天文や測量

8.3. バーニヤ目盛をもつ滑り挟み尺；ノギス

機器に用いられていることから、ノギスの副尺として「バーニヤ目盛をもつ滑り挟み尺」すなわちノギスの使用があっても不思議ではありません。
しかし、そのダイヤゴナル目盛を副尺として用いたノギスは世界の現存する最古のものが、1840年頃にフランスで作ら

図37 ダイヤゴナル目盛を持つノギス（フランス, テッド・クロム コレクション）1850年〜1890年

れたことは既に第6章で述べました。
ミツトヨ博物館に

フランス
図37はダイヤゴナル目盛をもつノギスで、

図37の上部のノギスは（a）に見られるようにメート

展示されている1890年代のノギスを図38〜42に示しのテッド・クロム（ Ted Crum）
コレクションに納められてル以前のフランスで使用されていたプースのダイヤ

ます23)。現存最古のノギスと同様に全てフランス製でいるものです35)注＊4。1850年から1890年に作られていた

ゴナル目盛のみであり、他面は（b）から分かるようにミあり、バーニヤ目盛を持つノギスの普及についてはと推定されています。用いている単位はミリメートル

リメートル目盛を上部に、下部にプース目盛をもつもフランスが先行していたという傾向が見られます。

とプースです。1840 年以降、フランスは罰則付きでので、一目以下をダイヤゴナル目盛のみで、細分化し

図38の形は現在のフランス ロック社のノギスの形

メートル単位に切替えていた時です。その時代を過ぎています。下部に見られるノギスは（a）から分かりますになっており、測定範囲は150 mm、バーニヤ目盛は9ているものですから、問題のある推定製作年代です。

ように一面にプースのダイヤゴナル目盛を、他の面に目盛を10等分して、最小読取値は0.1 mmとしています。

しかし、光学におけるレンズの焦点距離を含めレンズは（b）から分かるようにミリメートルとプース目盛とのジョウの先の部分に内側用測定面を持ち10 mmを越

図41 丸ジョウ付ノギス（フランス製）（測定範囲150 mm, 最小読取値0.1 mm）1890年頃の厚さなどで、プース単位表現が用いられていたよう

両目盛を上部と下部にもち、それぞれをバーニヤ目盛でえる大きさの内径にも対応できるようになっています。

最小読取値を0.05 mmとしていることは、0.1 mmが多くですから、光学レンズ測定用に作られたかも知れま

読取るノギスです。
下部の目量は1/24 プース（= 0.5 リー

またスライダのクランプ機構をも備えています。

使われていた当時としては、極めて早かったと言えせん。またナポレオンⅢ世が王政を復活させ、1850年

ニュ）
で、そのダイヤゴナル目盛は1/12 プースとなる 1

図39のノギスは図 38 のノギスと良く似ており、測定前後に度量衡規制を緩和したかも知れないというあい

リーニュを用い、
その1/12（= 1 ポアン）
を容易に読取る

範囲も図 38と同じ150 mmですが、本尺やジョウの大まいさがあったようで、上記年代が推定されたようでことができるようスライダの右エッジに縦方向に12目盛

きさがやや大きくできています。
また図39のノギスは、

図41のノギスでは一般の内外側測定のジョウのほか、ある。

を刻んでいます。

19 mmを20 等分したバーニヤ目盛を採用することで管類や淵のある測定物の淵部分を避けて厚さ等が下部のノギスのバーニヤ目盛は、下部のプース目盛

最小読取値を0.05 mmとしており、図38のノギスよりも測定できる形の丸口ジョウを図の上部に備え、あるにおいては0.5 リーニュの11目を12分割し、1ポアンを細かい読取りを可能にし、精度を向上させて、現在の程度深い部分の厚さ測定が可能です。最小読取値は読取ることができるようになっていて、ダイヤゴナル

ノギスと同等な精度で測定できるようになっています。

0.1 mmで、測定範囲 150 mmです。同じ1900年頃 ドイツ

的に余り残っていませんから、珍しいノギスです。

注 ＊4：ダイヤゴナル目盛ノギスの存在の有無を諸外国数十人の計測研究者に問合わせたところ、アメリカのProf. Dr. Robert J.

Hocken (The University of North Carolina at Charlotte, USA)
お一人から The Ted Crum Collection, France をご紹介頂きました。

18（ b ）裏面；下：1/10バーニヤ目盛，上：細分無

図40 ノギス（フランス製）（測定範囲100 mm, 最小読取値0.1 mm）1890年頃ます。図40はやや小型ですがフランス製で、測定範囲

100 mm、最小読取値は0.1 mmのノギスです。

19

8. 欧米における1945年頃（第二次世界大戦終了）までのノギス

8. 欧米における1945年頃（第二次世界大戦終了）までのノギスのヘリオス社（Helios Co.）が図38に近いノギスを販売

ル目盛をもち、9 mmを10分割したバーニヤ目盛を採

本尺目盛はミリメートル目盛とツォル目盛（1/16 zoll）、

しています。

用し0.1 mmを求めることができるとともに、下目盛は又はインチ目盛（1/16 in）など、2目盛が備わっていま

図42はイギリスのローコ社（Rawco Co.）の1900年頃

ドイツ（プロイセン）のメートル単位以前の単位ツォル

す。外側ジョウと内側ジョウを分け、更にデプスバーをのノギスです。デプスバーを備え、内外及び深さ、段差（1 zoll=26.1 mm）の1/16 zoll目盛で、その7目盛を8分も備え、深さ、段差等も測ることのできる多目的ノギス等が測定できるように多機能化が図られて、現在の割して1/128 zollの細かさで読取れるようになっていま

としています。デプスバーを備えた初めてのノギスにノギスに近い構造です。更にスライダを微動する機構

す。単位変更時には、このように新旧両単位で値を求属します。それによって、コロンブスの卵を思い出させを備えて、細かいジョウのセットによって、測定精度のめることができるように便利さを図っています。図43のるような名称としたのでしょう。当時としては、図 42 の向上を図ることができるようになっています。測定範

下目盛ツォルにはバーニヤ目盛を採用しているものとローコ社のノギスと同様に進んだ構造をしており、

囲は100 mm、4 inであり、最小読取値は0.1 mm、イン採用していないものとが作られています。
また、
ツォルの

今日のノギスと同様な測定機能をもっています。

チのバーニヤ目盛は目量 1/16 in の 7目盛を8 等分し、代わりにインチ目盛のものも作られていました。現在、

図42のローコ社のノギスは1900年頃作られたもの

図48 ブラウン・シャープ社（アメリカ）（測定範囲5 in, 最小読取値 0.001 in）1910年

1/128 inです。後述するコロンブスノギスに通じます。

ノギスのインチ目盛をツォル目盛とドイツでは称してです。一方、図45のアドルフ・ファイファー商社のノギス

1922（大正14）年発行の精密機械、工具の輸入業者

図43はアドルフ・ファイファー商社取扱いの1905年

います。測定範囲は200, 250, 300 mmと3 種類があり、は1905年のカタログに載っていたものであり、デプスである近常商店（Kintsune Shoten、東京市京橋区銀座

大きさによりジョウの長さも変わっています。

バー付きノギスとしては図42ローコ社のノギスのほう

二丁目所在）のカタログには、
スターレット社及び国産製精密ノギスで 32)、図 41と同じような淵を避けて管類

図47 ロシア製ノギス
測定範囲150 mm, 最小読取値0.05 mm（39 mmを20等分）1910年の厚さを測定するジョウを図の上部に備えています

一般用として、
アドルフ・ファイファー商社は図44のが古いことになります。
しかし、アドルフ・ファイファー

のノギスとともに、内外径、深さの 3 種を測定できるが、その部分をナイフエッジ測定子にし、薄い測定物

ようなノギスも用意していました。上側測定子の先端をという名称は、先人商社の「コロンブスノギス」（図45）

図42のローコ社や図45のアドルフ・ファイファー商社

や細かい測定物に対応することのできるようになってポイントとし、溝等に対応した測定に備えたもの、
またが思いつかなかった新機能を有することを連想させのノギスに近い構造のノギスが「ヘンリーポッカー社

いるものもあります。またスライダ微動装置を備えてその部分がないもの等が同時に用意されていました。

るものであって、アドルフ・ファイファー商社のほうが製コロンブスキャリパ」
として掲載されていました36)。

おり、微動装置によってジョウを精密に測定物に接触

本尺目盛は図 43と同様ミリメートルとツォルで、最小

ローコ社より先にデプスバー付きノギスを発売していた

当時、3機能をもつノギスをコロンブスノギスと呼んでできるようにしています。
この微動装置の中に目盛の刻読取値は0.1 mm、1/128 zollです。

可能性もあります。但し、アドルフ・ファイファー商社といたようです。

まれているものもあります。本尺上目盛にミリメート

図45は同じアドルフ・ファイファー商社が1905年頃
32)にコロンブスノギスと称して販売したものです 。

ローコ社のどちらが先かを明らかにする明確な資料はありません。

図46は同じアドルフ・ファイファー商社の1905年頃の作業用ノギスです32)。一般ノギスの固定側ジョウの部分を、図に見られるように、逆さまにはめ変えることによって、測定対象に合わせた測定に対応し、またジョウの他端を罫書き用とし用いることができるように作られていました。固定ジョウのはめ変えに用いる

図42 ローコ社（イギリス） 多目的ノギス（デプスバー備, 下最大目盛値120 mm, 上目盛5 in, 測定範囲100 mm,）1900年
4 in 最小読取値0.1 mm, 1/128 in（1/16 inの7目盛を8分割）ために、ジョウの穴案内に本尺の突出ピンを当てはめることによってジョウを固定し、ハイトゲージ的使用を

図44 アドルフ・ファイファー商社ノギス（ドイツ）（測定範囲 150 mm, 6 zoll, 最小読取値0.1 mm, 1/128 zoll）1905年

可能にしていて、図 46では罫書きをしている状況を示しています。
図47はロシア製のノギスで、図の下側に一般の形をした測定ジョウがあり、上側はポイント的になって

図43 アドルフ・ファイファー商社（ドイツ）
精密丸口ジョウ付ノギス（上最大目盛値 200 mm, 下目盛8 zoll, 測定範囲150 mm, 6 zoll,
最小読取値0.1 mm, 1/128 zoll（目盛1/16 zoll 8の7目盛を8分割）
）
1905年

20

いて狭い部分をもつ測定物に接触することができる
図45 アドルフ・ファイファー商社多目的ノギス（ドイツ）（デプスバーを備え,コロンブスノギスと名付く，
測定範囲100 mm, 4 zoll, 最小読取値0.1 mm, 1/128 zoll）1905年

日露戦争
ようにしています。
ミツトヨ博物館展示品で23)、（ドイツ）の使用例
図46 アドルフ・ファイファー商社作業用ノギス
1905年に近い1910年頃の製品の一つです。
ミリメートル目盛21

8. 欧米における1945年頃（第二次世界大戦終了）までのノギス

図49 ブラウン・シャープ社（アメリカ）（最小読取値0.001 in, 測定範囲6, 12.24, 36 in）1935年

図50 スターレット社ノギス（本尺目量1/40 iｎをジョウ移動調節ねじ
1回転25等分目盛による最小読取値1/1000 in）1900年頃

図51 スターレット社ポケットノギス（アメリカ）（測定範囲1 ½ in）1927年

8. 欧米における1945年頃（第二次世界大戦終了）までのノギスのみであって、その最小読取値は 0.05 mm、測定範囲

ブラウン・シャープ社では、
この測定範囲の大きさに対

そのころによって、あり溝に接触して、あり溝幅や形を求めは150 mmです。スライダは箱形で、バーニヤ目盛を抗したのでしょうか、1935年になって測定範囲48 inのるものです。
このように測定対象を明確に決めたノギス

綺麗におさめています。

ノギスを作るようになっています 26)。別にスターレットが1900年過ぎ頃から作られ、用いられてきています。

図 48 はミツトヨ博物館の展示品であるブラウン・社では図 48と同様な構造をしたノギスと別に図 51

図55、56はマイクロメータと合体したものです。マイシャープ社の1910年製ノギスであり、測定範囲は5 in、に示 すような、箱型スライダ面でなくジョウの元に目

クロメータの測定範囲を、ノギスを用いて6 inや12 inに

バーニヤ目盛は、第7章において述べたように、1/40 in

盛専用の板を取り付けた型式のノギスも製造していま拡大しています。図50に比べ使い易いと思われます。

目盛の24目盛を25等分して、最小読取値を1/1000 inとした29)。その測定範囲は1 ½ in、40 mm、最小読取値はこのように、1920 年頃になると、測定子を測定物にしています。
これと同じ仕様のノギスとして図49に示す

1/1000 in, 0.02 mmです。

対応したものが現れてきて、用途が広がってきている

ノギスの写真が1924年のブラウン・シャープ社のカタ

これらに加えてブラウン・シャープ社では、ねじ工具ログに掲載されています24)。測定範囲は6, 12, 24, 36 inとの異なったピッチや山角の山形のチェック用ノギス

ミツト
図57は1920年頃のオランダ製外側ノギスで、拡大しており、それに相当する測定範囲のミリメートル（図 52）や、歯車の歯厚測定用のノギス（図 53）も作り

このノギスはスライダの移動
ヨ博物館展示品です23)。

単位すなわち 150, 300, 600, 900 mm のノギスも用意

図52のねじ用のノギスはねじ山に必要始めています24)。

のための指掛け及びクランプを備えており、
ミリメーされていました。

なピッチの幅にセットし、1/1000 inで検査することが

トル目盛及び1/16 in目盛を備え、最小読取値0.1 mm、

図 50 はスターレット社のバーニヤ目盛を使わないできます。図53の歯厚ノギスは現在のものとほぼ同様

1/128 inです。また測定面はねじでジョウに取り付けら

で、最小読取値1/1000 inを読取ることができるようにです。またスターレット社においても、歯厚ノギスをれており、交換可能な構造です。

しているマイクロメータノギス29)30)と称する1900年頃の作ると共に図 54 に示すような あり溝測定用ノギスを

図58、59はドイツのヘリオス社（Helios Co.）の1920年頃

ノギスで、ミツトヨ博物館展示品です23)。
本尺目盛は目量出しています29)。そのノギスでは測定子にころを用い、及び1940年頃に作られたノギスで、ミツトヨ博物館のことが分かります。

1/40 in、測定範囲6 inで、その一目を本尺下にある移動
ジョウ調節ねじの1回転に相当させ、その1回転を25分割して、雌ねじ円周に目盛を刻んでいます。マイクロ
図52 ブラウン・シャープ社ねじ用ノギス（アメリカ）（ねじ山角60°55°29°用あり，山にあわせてセットし，ピッチ等測定）1924 年

メータねじと組み合わせて、1/40 x 1/25 として1/1000 in
読取りを実現しています。珍しいノギスの一つです。
図50

図54 スターレット社あり溝ノギス（アメリカ）（あり角度45, 55, 60 度, 測定範囲0〜12 in, 最小読取値 1/1000 in）
1927年の6 inのほか、測定範囲 4及び12 inのノギスも供給して

図57 外側ノギス（オランダ）（測定範囲6 in, 120 mm, 最小読取値1/128 in, 0.1 mm）1920年

いました。
やや面倒
1/40 in目量以下の分割量の読取りが、な操作を必要としているものです。30年を越えるほどの期間使われていたと思われるノギスでもあります。
スターレット社1930年頃の一般のノギスは、図51とともに、ブラウン・シャープ社の図48と同じ構造のノギス

図55 ブラウン・シャープ社マイクロメータヘッド付ノギス（アメリカ）（測定範囲最大12 in）1920年を作って販売していました。測定範囲が4, 6, 9, 12, 24,

図58 ヘリオス社（ドイツ）ノギス（測定範囲120 mm, 4 in, 最小読取値0.1 mm, 1/128 in）1920年

36, 48 inと、かなり大きい測定物を測定することができるノギスまで作っていました。
なおメートル系の最も大きいノギスは、最大 24 in に相当する600 mmでした。最小
図53 ブラウン・シャ−プ社歯厚ノギス（アメリカ）（モジュール1¼〜12（円周ピッチ20〜2 in）
最小読取値1/1000 in）1924 年

22

読取値は、
ブラウン・シャープ社のノギスと同様に、
本尺
目量1/40 inの24目盛を25等分し、1/1000 inにしています。

図56 スターレット社可動マイクロメータヘッド付ノギス（アメリカ）（測定範囲最大6 in）1920年

図59 ヘリオス社（ドイツ）スイベルジョウノギス
（測定範囲5 in, 最小読取値1/128, 1/1000 in）1940年

23

8. 欧米における1945年頃（第二次世界大戦終了）までのノギス

8. 欧米における1945年頃（第二次世界大戦終了）までのノギス

図61はイギリスのマイクロ・プレシジョン・バーニヤ

最小読取値 1/128 in 用と1/1000 in 用があります38) 39)。

社（Micro-Precision Vernier Co.）製作のノギスで、1929年

この形は図38のフランス製あるいは図48のブラウン・37)頃に使われていたものです 。図51のスターレット社
（a）

（b）

（c）

のノギスの構造、最小読取値などと良く似ています。

図 64 はドイツのモーゼル社（ Mauser-Messzeug

図62はドイツのカール・マール社（Carl Mahr EsslingenGmbH）のノギスで1940 年頃の製品です40)。図 62 の形

a. N.）のノギスです38)。現在の JIS の M 型ノギスに似てに良く似ており38)、1920年代からのものと思われます。

います。目盛長は下段160 mm及び上段6 inであり、最目盛はミリメートル及びインチで、最大目盛値は160 mm、

小読取値は0.05 mm、及び1/128 in、内外側及び深さ等

測定範囲は135 mm、最小読取値は0.1mm用と0.05 mmの測定ができます。
この一般用のポケットノギスに対があり、1/128 inです。古いノギスではミリメートル及びして、図 63 に示すようなノギスを長尺用として用意しツォル目盛のものも用意されていました。図62や図64ており、200 mmから1000 mmまでの長さに対応し、最のように、1900年の始め頃はドイツではこのような形

小読取値は0.1 mm、0.05 mmであり、インチ目盛ではのノギスが広く使われてきていたと推定できます。

ラウン・シャープ社のものと同等な機能をもっていま展示品です23)。ヘリオス社は1910年創業であり、創業期と5からす。モジュールが1から17（円周ピッチ25〜1.5）の製品と更に発展させた製品です。
これらは図32や図3435（円周ピッチ5〜0.75）に対応しています。

に示した簡易ノギスに似た形で、バーニヤ目盛がある

4 in、最小読取値0.1 mm及び1/128 inで、デプスバーを

図61 マイクロ・プレシジョン・バーニヤ社（イギリス）ノギス（測定範囲5 in, 最小読取値1/1000 in）1929年

また薄いもの測定用のナイフエッジ式測定子を上部
図62 カール・マール社（ドイツ）ポケットノギス（測定範囲120 mm, 5 in, 最小読取値0.05 mm, 1/128 in）1931年に、またスライダの微動装置も備え、精度を保つようにできています。

図 60 に測定軸のずれたもの、段差のあるもの等の以上で概観したように、1900 〜 1930 年頃までに、測定の便利さを示す例をあげました。
このようにジョウの欧米におけるノギスは、機能、形ともにほぼ完成した形や動きによって、測定物の範囲がかなり拡大できるものになっていたことがわかります。

ことが分かります。
このノギスはインチ目盛のみであり、

及び1/128 in（本尺目量1/16 in、7目盛8分割）
であって、

図66 ブランドロゴ CSE印製（ドイツ）ノギス（測定範囲5 in, 最小読取値1/1000 in）1940年の下側に目盛られ、内側用が上側に目盛られています。

イダ側ジョウが測定軸に対して回転移動するように最小読取値1/1000 in（本尺目量1/40 in、24目盛 25分割）、

ないがドイツ製であって、1940年頃に作られたインチ

値は1/1000 inであり、外側用バーニヤ目盛がスライダ

指かけをもっています。後者の1940年のものは、スラ測定に対応できるようになっています。

図 66 はブランドロゴの CSE のみで製造者が明確で目盛のみのノギスです 23)。測定範囲は 5 in、最小読取

もっていませんが、レバー型のスライダのクランプとなっているスイベルジョウ型であり、複雑な測定物の図65 カール・マール社歯厚ノギス（ドイツ）（モジュール1~17（円周ピッチ25〜1.5），最小読取値0.02 mm, 1/1000 in）
1931年

図65はカール・マール社の歯厚ノギスで、図53のブ

図60 スライダジョウが回転するスイベルジョウノギスの測定例ものです。
1920年製のノギスは、測定範囲が120 mm及びシャープ社のノギスに似ています。

図63 カール・マール社ノギス（ドイツ）（測定範囲400, 500, 1000 mm, 最小読取値0.1 mm）1931年

アメリカ用に作られたものです。1920年頃のノギスはスライダのクランプがレバー型ですが、
1940年のノギス
ではねじクランプに改まって現在の形になっていると共に、内外側、深さ等の測定ができる構造です。

24

図64 モーゼル社（ドイツ）ノギス 1940年

25

9. デプスゲージとハイトゲージ

9. デプスゲージとハイトゲージ

ノギスに近い滑り部分をもつ形式、すなわち、測定物を挟みはしませんが、本尺、又は本尺上に沿ってス
ライダを滑らして、測定物に接触する形式の測定器に、デプスゲージとハイトゲージがあります。1850年頃には鞘箱型滑り挟み尺の簡易ノギスにおいて、ジョウと図69 ブラウン・シャープ社デプスゲージ（アメリカ）（測定範囲4.5 in, 目量1/32, 1/64 in）1924 年

本尺及び鞘の目盛を使い高さの測定を行ったことについては、第5章において述べました。また、図46に見

図71 スターレット社デプスゲージ（アメリカ）（目量1/32, 1/64 in, 本尺長 4及び6 in）1924 年

られるように、ノギスの使用のなかで、一種のハイト

図72 カール・ツァイス社万能デプスゲージ（ドイツ）（本尺長 6 in, 160 mm, 最小読取値1/64 in, 0.1 mm）1928年

ゲージの使い方をしていたことについても述べました。
このようなことをもとに深さや高さを測ることができたのでしょうが、それが発展してデプスゲージ及びハイトゲージが作られたと想像できますが、いつごろ開発され、使い始められたかについて、確定したことは
不明です。
しかし、
ドイツのアドルフ・ファイファー商社の1905年のカタログやブラウン・シャープ等の1924年
頃のカタログから推定すると、1900年ころにはデプス
ゲージが、1910年頃にハイトゲージができ、使われ始めたと思われます。
ここでは、その頃に現れた機器について述べます。

図67 アドルフ・ファイファー商社デプスゲージ（ドイツ）（測定範囲100〜300 mm）1905年

図70 ブラウン・シャープ社デプスゲージ（アメリカ）（測定範囲3 1/2 in, 88 mm,, 最小読取値1/64, 1/1000 in, 0.02 mm）
1924年

ドイツで1905年頃に使われたバーニヤ目盛のない
デプスゲージを図67に、バーニヤ目盛を備えたデプス
ゲージを図 68 に示します 32)。図 67 は、測定範囲が 100mmから300 mmのものがあり、図68では測定子が細く、10 mmまで0.1 mmで読取ることができます。少々年月が過ぎますが、1924 年のブラウン・シャープ社のデプ
スゲージを図69、70に示します24)。図69はバ―ニヤ目
盛をもたない簡易デプスゲージで6 inの長さの本尺を持って、ほぼ 3 1/2 in までの測定を可能にしています。

図 72 はカール・ツァイス社（ Carl Zeiss ）のアジャス

メートル及び図 70 の本尺は、6 inまたは12 inの長さで、タブルデプスゲージで、傾斜角θを読取り、目盛値に発展していったものではないかと思われます。

cos θを掛け、深さを求めるものです。
カール・ツァ

図 74 にブラウン・シャープ社の 18 in ハイトゲージ、があり、その最小読取値は0.02 mm、及び1/1000 inです。

イス社はデプスマイクロメータを作っていたことは知図 75 にスターレット社の 10 in ハイトゲージを示しま

スターレット社においても図69、70に相当するほぼられていますが、デプスゲージを供給していたことは、す。
ブラウン・シャープ社も10 inハイトゲージを作って他の機器と比べてみると珍しいことです。デプスゲー

いたように、スターレット社と共に、同じ仕様のハイト

ジはインチ単位のものが中心であったようです。本尺

ゲージを作っています。10 in ハイトゲージの裏面もが6 in, 160 mm, 最小読取値1/64 in、0.1 mmです。
このスケール目盛をもっており、その目盛は高さ1 in から11

図のデプスゲージの他、本尺を垂直に移動するもの、

in まで刻まれています。図75の裏面図のように、ベース決まった角度のものが用意されていました。垂直移動

基準面から1 inの高さをゼロ位とした目盛、すなわち、のものは目量 1/40 inで、バーニヤ目盛により、最小読

表面の1 inの位置をゼロにしたものをも示して、使用取値は1/1000 inとしていました。

者の便を図っています。
また、図75のCのような付属品

同様な機能のデプスゲージをつくっています29)。図68
相当品に近いデプスゲージでは、デプス角度ゲージとているものもあります。図71は図68相当品よりも古い
デプスゲージで、本尺の位置を図の左に移動できるもので、本尺の長さが4及び6 inで、ベースとするストック

2641) 42)

これと図46の使用法とが結びつき、ハイトゲージへと

インチ目盛をそれぞれもつものと両目盛をもつもの

称して、本尺を± 60 度傾けることができるようになっ

図68 アドルフ・ファイファー商社デプスゲージ（ドイツ）（測定範囲10 mm, 最小読取値0.1 mm）1905年

図73 アドルフ・ファイファー商社（ドイツ） 図74 ブラウン・シャープ社18 in ハイトゲージ 図75 スターレット社10 inハイトゲージ（アメリカ）
トースカン 1905年（アメリカ）（最小読取値1/1000 in）1924 年 （左上裏面, C付属品, 最小読取値1/1000 in）1924 年の長さが3〜10 inの簡易デプスゲージも作られていま

ハイトゲージについてはアドルフ・ファイファー商社

した。本尺は図の左端に移動でき、測定対象に合わせの1905年のカタログには見られませんが、図73のように、て用いることができます。

トースカンのスタンドの柱にスケールの添付が見られ、も用意し、縁のある測定物等に対応することも試みられています。

27

10. 日本におけるノギスの始まり
日本におけるノギス使用の始まりはどうであったがわが国に入ってきて、それぞれの国の機械技術者が43) 44)のか。残念ながら、誰が、いつ使い出したかはっきりと（咸臨丸）
とともに1856（安政3）年に、オランダのアム

来日し、日本人に機械工作法を教えたのですから判っていない状況です。一般的には、輸入されたのがステルダム製工作機械十数台がプラント輸入されまそこで用いた単位はメートルでした。

始まりと思いますが、通説では大正年間に初めて輸入した42)〜44)。

、

そのノギスには大野弥三郎規周の銘の刻印が施されています（図76 (d)）。
この刻印は、大野規周のものであるということ、及びこのノギスの製作年代は大野規このような事実から考え、ノギスの米国での始まり

周がオランダに留学する前の1855〜1861（安政2〜文されたと言われています。
しかし、わが国で工作機械が製鉄所では溶解炉による鋳造、スチームハンマをが1851年であって、かつその製作数が限られていまし久1）年であると産業考古学者で尺・長さ測定具収集家

輸入され、それがはじめて使われたのは幕末ですから、用いた鍛造、工作機械による切削加工、鉄板や銅板をたから、欧州経由によって、アメリカで開発されたノギこれが現である梶原利夫が推定しています48)。従って、明治よりはもっと古いと考えられます。

用いた製罐（ボイラ製造）等が行われました。
このよう

スが、
日本の幕末に入ったとは考えられません。
ノギス

存する日本最古のバーニヤ目盛をもった滑り挟み尺、

日本に工作機械が輸入され、いわゆる機械工作法

な機械で物を作るには測定器が必要で、工作機械とはフランス及びオランダ両国からの輸入と考えたほう

すなわちノギスです。上記製鉄所、造船所の設立とはが伝来した時代をみますと、江戸幕府が近代的造船・同時にミリメートル目盛の物差やノギスが輸入されたが適していると思いますが、明らかではありません。

別に独立して製作されていたのです。

造機工場として1857（安政 4）年にオランダの指導にのではないだろうかと想像します。後者の浦賀造船所

これらとは全く別に、幕末、幕府の大老にあたる政治

アメリカのブラウン・シャープ社がノギスを初めてよる長崎製鉄所を設立したこと43) 44)に始まったと言えには 1861年フランスからプラント輸入されています。

総裁職に就任した松平春嶽は、自藩の福井藩に登用作ったのが、1851年である3)ことに対して、大野規周の（嘉永6）年アメリカ使節ペリーが黒船で浦賀ます。1853

同様にフランスからのわが国の長さ測定器への寄与がした大野弥三郎規周（のりちか）が作った玉尺と称する製作が1858年前後であって、かつ後述する父、大野規に来航し、日本の開国を要求しました。
この年にはニュー

少なくなかったであろうと想像します。
しかし、長崎造

ノギスを持っていたのです。それが福井市立郷土歴史

行のダイアゴナル目盛ノギスは1843（天保14）年頃のヨークにて第 2 回万国博覧会が開催されていました。

船所に工 作 機 械 に関 する記 述 は 残っていますが、博物館に寄贈されたことにより、同館に保存されて製作であることを考慮すると、世界に全く遅れることなくから開国の助言を受けてこの数年前（1844及び1847年）

ノギスや測定器具については残念ながら記録がありいます。そのノギスを図76に示します。

日本でノギスが作られていたと言えます。

いたオランダに、長崎製鉄所へのオランダ人技師のません45)。

来日を依頼して、1856（安政3）年に技師の来日を得ました。

28

したのです。オランダに製作を依頼した軍艦ヤパン号

10. 日本におけるノギスの始まり

1862（文久2）年に幕府はオランダへ留学生として武士・技術者15名を送っています。各藩が密かに送った

長崎製鉄所の第一期完成が1861（文久元）年、1871

留学生もいましたが、1866（慶応2）年には幕府は通達（明治 4）年に工部省配下長崎造船所となり、そしてを出し海外留学を認めました。
これによって鎖国体制

1888（明治20）年に払い下げになって、現在の三菱重は終わり、オランダへの留学より、アメリカ、イギリス、

またフランス
工業株式会社 長崎造船所となりました。

フランス、ドイツへ向かう留学生が多くなりました。

の指導による浦賀造船所は1857（安政4）年起工、1859

ちなみに、近代技術のはじまりになる反射炉を日本（安政6）年日本初のドライドッグとして完成し、咸臨丸で最も早く築造したのは佐賀藩で、1850（嘉永3）年に、の整備を行いました。その後、1865（慶応元）年に設立

オランダの技術書をもとに自らの力で作り上げており、した横須賀造船所（第二次世界大戦までの横須賀海軍（嘉永5）
年に幕府が伊豆の韮山に、更に同年
ついで1852

工廠）へ浦賀造船所の艦艇建造が移り、浦賀造船所は（那珂湊）等が築造し、鉄製
薩摩藩が、
1853年には水戸藩（明治元）年に閉鎖されました。
その間、
横須賀製鉄
1868

や青銅製の大砲を鋳造しました。オランダはメートル

（慶應2）
年でした。
所へのフランス人技師の来日は1866

法を1821年に全面的に導入していたことから、技術書

長崎製鉄所は、招聘したオランダ海軍教師が幕府、図面はメートル単位で書かれているはずです。また諸藩から集めた研修生に海軍伝習を行った 1855（安フランスは1840年にメートル単位に移っていました46) 47)。

政2）年設立の幕府海軍伝習所に始まり、オランダの提従って、反射炉はメートル単位を用いて建設されてい案で、長崎製鉄所を造船所として1857（安政4）年設立たのです。オランダ製工作機械とフランス製工作機械（ a ）表面の概観（本尺ミリメートル目盛 ）（ b ）スライダのバーニヤ目盛（ c ）裏面の概観（寸・分・厘目盛，5寸）（d）大野弥三郎規周の銘の刻印

図76 松平春嶽が所持していた大野弥三郎規周製作の玉尺と称するノギス最大目盛値150 mm（測定範囲130 mm, 裏面目盛は主目量5厘
で測定範囲5寸5分） 1855〜62年頃（安政年間）製作，福井市立郷土歴史博物館所蔵

29

10. 日本におけるノギスの始まり

10. 日本におけるノギスの始まり

大野規周は、祖父大野弥五郎規貞、父大野弥三郎

このノギスは黄銅製で、
図77（a）
は図77に示す通りです。

規行が2代続けて江戸幕府の歴局御用時計師となってに見られるように、目量1分に従ったダイアゴナル目盛

いる天文測器を製作する器械製作術に長けた家に生

ダイヤゴナル目盛によって、3寸まで刻まれています。

また祖父大野則
まれまして、その3代目に当たります。

の斜辺に対して、スライダのエッジとの交点で読取り

貞と父大野規行は伊能忠敬が地図を作ることに使用易いように、0から10までの目盛がスライダのエッジにした測量機器の一部を製作していたという一家でも沿い縦に刻まれて、厘単位にて読取ることができます。

ありました。大野規周は1855（安政2）年に越前藩松平

裏面は目量が 5 厘で、5 寸まで刻まれ、スライダを取り春嶽から藩士に器械製作術を教授するために招かれ外し、本尺下部目盛部分を回して伸ばすことにより、ました。

1尺の目盛尺として用いることができる構造です。この図 76 に示すノギスの表面の本尺目盛はミリメート

滑り挟み尺は、大野規行の生涯から1840年代前半まで

スラル目盛で、最大目盛値150 mm、測定範囲130 mm、に作られていたと思われるもので、前述した梶原利夫

イダの窓に刻まれたバーニヤ目盛は9 mmを10分割してが製作年を推定し、保存しています。
フランスのテッド・

最少読取値0.1 mmとしています。そのバーニヤ目盛のクロム・コレクションのダイヤゴナル目盛ノギスは8.2

ゼロ位はスライダ測定面から約10 mmの位置に作られ

節 図37において述べましたが、その他世界におけるています。裏面は尺・分目盛で、下段目盛は固定ジョウ

現存状況は不明です。
この大野規行のノギスは日本国

測定面側から4寸まで2厘刻み、更に先端部5寸までの内の博物館に不完全なものを含めて数台が残されて1寸の間1厘刻み、上段目盛は固定ジョウの角から5厘いるようであり、特記すべきノギスです。
また前述した刻みで、5 寸 5 分まであり、バ−ニヤ目盛はなく物差と

大野規周のノギスに対し目盛分割方式が違いますが、現在のところ不明です。
しかし寛永（1624〜1643年）通その目盛にバーニヤ目盛などが刻まれていました。例

して用いることができます。材質は黄銅で、本尺の幅は目量の 1/10まで読めることで、これが現存する日本宝をもとに作られた足袋の文尺には、粗い目盛ですが

（寛政3）
年に
えばバーニヤ目盛を備えた八分儀が1791

15 mm（5寸）、厚さ2.2 mm、本尺側ジョウの幅約15 mm、最古のノギスと言えます。

先細ジョウを使用していることから、考案したとも考え

オランダから幕府に献上され、その使用法が分からられます。

ないで、長い期間放置されていたこともあったと言わスライダ側のジョウの幅11.5 mm、ジョウの長さ80 mm

図76のノギスの形はこの図77の形に良く似ており、であり、スライダ部分を除いた全幅97 mmスライダを大野規周は父大野規行のノギスの形をまねて製作し

図78は大野規周が1849（嘉永2）年に発行した引札れています。大野親子はそれらの機器を見ていたこ

含めるとほぼ100 mmです。

たと思われます。更に遡り、
このような形にしたことは、（広告ビラ）です。これによると、天文測量機器、地方とでしょう。我が国で最も古いバーニヤ目盛について

大野規周の父、大野規行もダイヤゴナル目盛をもつそのもとは大野規行が考案したものであるか、あるい

測量機器などを製作していることが分かり、その中のは、1793（寛政 5）年に大阪の間重富が養成した者の滑り挟み尺、
すなわちノギスを製作しており、そのノギスはどこかそのもとになるものがあったのでしょうか。

八線儀、円分度規、平行儀にバーニヤ目盛がのってい手になるのでしょうか、象限観星鏡作られておりまします。その口上に長谷川寛がバーニヤ目盛の理論やて、現在神戸市立博物館に保存されています。次いでダイヤゴナル目盛などを父大野規行に教えた云々と年に讃岐の久米榮左衛門通費（みちかた）
1806（文化3）

いうようなことが書かれているようです。

がバーニヤ目盛付地平儀を製作し、更にバーニヤ目盛（ a ）表面ダイヤゴナル目盛，最小読取値1厘

（b ）裏面寸目盛，目量5厘，最大目盛値5寸

図77 大野弥三郎規行のダイヤゴナル目盛ノギス，スライダを外し本尺下部を回して裏面目盛を用いれば1尺の物差 1840
（天保11）
年代前半

30

図78 大野弥三郎規周の1849（嘉永 2）年発行の引札

（天明3）
年に
バーニヤ目盛の理論については、1783

付八分儀及び象限儀等を製作していました。後述す出された本木良永の翻訳による「象限儀用法」の中にる大阪の大谷の家は 1838（天保 9）年に創業し物差を

また、それらあり、長崎に伝えられていたと言います49)。

作っておりまして､バーニヤ目盛以前のダイアゴナル目を裏付けるようにオランダやフランスから望遠鏡、測盛を使用していたと記している文献があるようです50)。

量機器、天体観測機器などが幕府に献上されており、

長谷川寛の意により、
大野規行はバーニヤ目盛付平行儀31

10. 日本におけるノギスの始まり

10. 日本におけるノギスの始まり

や分度器を作っています。
また伊能忠敬は測地においやや太く刻まれています。
このノギスを使って、筆者がてはダイヤゴナル目盛を使用していたということを記

図79に示す同軸異径円柱測定試料及び板状段差平面

50)

している文献もあります 。従って、大野規周が作って測定試料並びにブロックゲージを測定し、表 1 、2 のも不思議でない状況が整っていたと言えます。

結果を得ました52)。測定は5回の繰返しによって求め、

当時、大砲や溶鉱炉などのオランダからの図面が表の測定結果には測定値としてその範囲と平均値をメートル単位にて記されていたことから、ノギスにミリ

示しています。基準値は、
ミツトヨ測定室の測長器にてメートル目盛を用いても不思議でない状況であった

マイクロメートルの値まで求めていますが、
ノギスの

でしょう。
また、江戸両国横山町三丁目（現在の両国橋

測定値にあわせた値に丸めています。測定の平均値

（嘉永5）
年に
西詰付近）
にあった玉屋吉次郎店から1852

が基準値に合値していれば、正しい値を読取ることが測量機器販売用の引札が出されており、機器の製作者

出来たことを示しています。
また、ジョウの元及び先でとして測器師 大野弥三郎規周の名が記されていて、測った場合の測定値の変化も見ましたが、0.1 mm以内

天文測量機器と地方測量機器の絵図が記載されていまの違いでしかありませんでした。

図81 滋賀，長浜，国友九兵衛家伝黄銅製滑り挟み尺

図82 滋賀，長浜，国友藤八作黄銅製滑り挟み尺（トヨタテクノミュージアム 産業技術記念館 トヨタコレクション）
1855年

結果でした。
このノギスの測定の拡張測定不確かさはこれと同形式の簡易ノギスと共に、図81に示す簡易測定時の室温は25.5〜26.7 ℃であったので、それに0.08 mmであり、バーニヤの状況を考慮すれば、現在のノギスが、織田信長に火縄銃を大量に作り納めた鉄砲よる鋼と黄銅の熱膨張係数の差による影響は、測定す

ノギスに劣らない精度を持っていると言えます。なお、鍛冶である近江、現在の滋賀県長浜市の国友九兵衛

図76に示す大野規周のノギスの目盛は全体に良いる長さの平均が25 mmとして求めると0.001 mmですか

70 mmより大きいところの目盛がやや伸びているようで、の家に伝えられてきています 55）。国友の鉄砲鍛冶は刻線と見られますが、バーニヤ目盛の 2 、7 、8 目盛がら、無視できる値です。全体に測定値は良く合っている

小さめの値を得る傾向があります。いずれにしろ良い

戦国時代から、豊臣、徳川と仕事を行ってきています

測定性能をもっています。

が、その何時から簡易ノギスを使用するようになったす。測量機器は、農政のための地方量地測量に用いていた機器です 51)。

測定位置

No.

1

2

3

4

5

6
1

3

2

5

4

6
No.

測定位置

（ a ）同軸異径円柱測定試料（ b ）板状段差測定試料

図79 測定試料の形状（丸軸及び平面）と測定位置

表1 円柱試料の測定結果（測定時の気温25.5〜26.7 ℃）

単位：mm

測定位置

位置 1

位置 2

位置 3

位置 4

位置 5

位置 6

基準値

15.97
15.9 〜 16.0
15.96

13.92
13.9
13.90

24.94
24.9 〜 25.0
24.98

13.76
13.7 〜 13.8
13.78

18.02
18.0 〜 18.1
18.02

11.96
11.9 〜 12.0
11.98

測定値
測定平均値

表2 板状試料2面間及びブロックゲージ（G.B.）の測定結果（測定時の気温25.5〜26.7 ℃）
測定位置

位置 1

位置 2

位置 3

位置 4

位置 5

位置 6

基準値

6.34
6.3 〜 4
6.38

9.59
9.6
9.60

14.54
18.22
14.5 〜 6 18.2 〜 3
14.54
18.24

22.10
22.1
22.10

24.16
24.2
24.20

測定値
平均値

32

図80 黄銅製簡易ノギス，江戸時代後期

G.B 1
30.000
30.0
30.00

単位：mm

G.B. 2
G.B. 375.000105.000
74.9 〜 75.0 104.9
74.94
104.90

その頃に作られたバーニヤ目盛のない滑り挟み尺、かは不明です。また、図 82 は国友藤八製作の黄銅製すなわち簡易ノギスの一つとして図80に示すものは、

滑り挟み尺であり、トヨタテクノミュージアム 産業技術

スライダをスロットにて案内して測定する構造になっ記念館 トヨタコレクションに保存されている簡易ノギている黄銅製の簡易ノギスです。
これは図77のノギス

この簡易ノギスは 1855（安政 2）年に河内国
スです56)。

と共に梶原利夫が所持しておられ、はっきりした製作

狭山藩北条家の家臣で物頭であった林外守が近江の者名及び製作年は不明です。本尺目盛は目量2厘刻み

飛地に勤めていた安政年間に納入されていたものとで 4 寸まで、スライダ側目盛は目量 1 分で 5 寸まで刻ま言われている測定具ですから、大野規周製作のノギスれていて、物差として用いることもできます。
また裏側と同時代の作になります。

この目盛は均等性に
目盛は5寸5分まで目量2厘です。

これらの独自にノギスを製作した大野規行や大野

欠けているようです。スロット仕様のノギスは図 5 の規周、国友鍛冶師と違い、江戸時代末に長崎や浦賀に最も古い中国の挟み尺に準じています。尺の大きさの入った、あるいは明治時代初期に入ってきたと思われ変化が、150年位中国に遅れて生じていること13)53)54)やる簡易ノギスを模倣し、木製の簡易ノギスが作られて貨幣が伝わってきていたこと等を考えますと、何時のきています。三重県にある、先に述べたフランスの時代か分かりませんが、かなり遅れた時代に滑り挟み

古いノギスを所蔵している秤乃館が、所持している尺が日本へ入っていたかもしれないと想像させる

簡易ノギスのいくつかを図 83 から図 87 に示します。

構造です。

木 製 及び黄銅製で、このほとんどがバーニヤ目盛を33

10. 日本におけるノギスの始まり

10. 日本におけるノギスの始まり

1905（明治38）年、池貝鉄工所が東京高等工業学校の注文で、ブラッドフォード形14インチ旋盤2台を製作した時、当時の機械メーカはパスと物差で寸法測定をし、ノギスもマイクロメータも使いませんでした。
しかし、

図83 木製簡易ノギス（玉尺）明治時代

この2台の旋盤の受入検査にはフランシス教授持参の測定具が使用されたため、なかなか合格せず、手直しに苦しめられ、特に測定工具の差は検査以前の問題
図86 金属製小型簡易ノギス（玉尺）明治時代

でした3)。つまりノギスはこの頃までは、わが国では特定のところ以外ほとんど使用されていなかったと

図84 木製簡易ノギス（玉尺）明治時代

見るべきでしょう。それにしても、大阪のメーカがその2年前に博覧会に出品しているのは、関西では若干使われていたのではないでしょうか。当時、工作機械の一流メーカである池貝鉄工所でも使っていませんでし（明治40）年
たから、理解に苦しむところです。なお1907

34

図85 木製簡易ノギス（玉尺）明治時代

図87 黄銅製長ジョウ簡易ノギス，明治時代

もっていない滑り挟み尺であり、製作の多くは明治時代転訛したものになり、ドイツ語やオランダ語から転訛のものであると言えます。木製の図83〜85はアメリカ

したノギスとは言わなかったのではないでしょうか。

のブラウン・シャープ社やスターレット社の図 18 や1903（明治 36）年、大阪で開かれた第 5 回内国勧業

図 22 の簡易ノギスに似ていると見ることもできます。

博覧会に、大阪市南区順慶町の大谷が鋼製と真鍮製

図86はたとえば真珠、玉や宝石、図 87 はやや大きなのノギスを出品した記録があります3)。それは 1840 年

特定の品物のためのノギスとしてつくられたものです。

のフランスのノギスから約 60 年後、またアメリカの欧米と同じように日本でもバーニヤ目盛のない滑り挟

ブラウンがノギスを作ってから52 年後、大野規周のみ尺である簡易ノギスとバーニヤ目盛のあるノギス

ノギスと同時製作から45 年後のことです。博覧会に、とが共存していた時代があったと言えます。

に、内外径用パス、コンパス、スコヤ、ストレッチを出

わが国でノギスの工業的使用記録の最も古いと品していますから、大谷は測定工具のメーカであった

されているものは、1903（明治36）年8月東京高等工業でしょう。またその頃既にノギスという名称が普及し学校（現東京工業大学）に招聘されたフランシス教授ていたのであろうとも言えます。大野規周のノギス

プラットアンドホイットニー社技師）（W. C. A. Francis、が伝わって作られたものとか、わが国で別に創作されが米国から持参した測定具の中にノギスがあったこと

ることもないでしょうから、おそらく1903年以前に輸入です3)。従って、同校ではこの時からノギスが使用されされていたのをまねしたものと思われます。あるいは、ていたことは事実です。もし、この時初めて日本に

明治初期のお雇いドイツ人技師が持参されたのが紹介されたとしたら、名前はバーニヤキャリパから

基ではなかろうかとも言われています。

発行の呉海軍工廠造機部機械工場の見習工用教科書として園池製作所一代表の池田辰衛著「実地工作術」と明記してありまには Vernier Calliper（俗にノギス）す。図にはブラウン・シャープ社の形が掲げられています3)。

35

11. 日本におけるノギスの工業的生産開始及び普及
わが国でノギスが本格的に使われたのは、大正の初期にイギリスから輸入された並型ノギスからである
3) 57)

同じ時代のノギスで図 90 に示す測定範囲 1 m のNIIGATA 三角山の下にサと書かれた印の並型ノギス
23)

11.日本におけるノギスの工業的生産開始及び普及

この並型ノギスのジョウを長くした図91に示すよう
57)

されています。

これらは一般に測定な長口ジョウ並型ノギスがあり 、

ド イツ 製ノギ ス は 昭 和 4 、5 年 頃 に モ ー ゼ ル 社。
この形のノギスは、
イギリスからがミツトヨ博物館に展示されています 。そのノギス

範囲300 mmまでのノギスに備えられていて、直径160（ Mauser-Messzeug GmbH ）製が輸入され、この形の輸入されましたので、イギリス型ノギスとも言われての表面は40 inまで測定できる目盛を持ち、下段目盛のmmまでの鋼管を測ることができるようになっていま

ノギスは極めて広く普及した模様です。この形はいます。図88はそれを模倣し日本で作った並型ノギス

目量1/16 in、最小読取値1/128 in、上段目盛目量1/20 in、

す。また第二次世界大戦中の 1944 年には、図 41 や図ドイツのアドルフ・ファイ
イギリスのラウコ社（図42）、カ印」のある
で、製造者が明確でありませんが、「東京○最小読取値1/200 in、裏面は1000 mmと3寸3分までの43にならってジョウを丸口形にした図92のような丸口、
カール・マール社
（図62）
、モーゼル
ファー商社
（図45）

1935年頃の製品で、ミツトヨ博物館に展示されている目盛で、最小読取値それぞれ0.05 mm 、5毛です。当時とジョウ並型ノギスや、図93のようにジョウを丸角口形に等に見られるようにヨーロッパ系、特にドイツ社（図64）ものです 23)。そのノギスの表面はインチ目盛で、目量しては 1 mまでの目盛が良く刻まれているノギスです。

して、鋼管や淵のある物の厚さの測定に適したノギス

系の形であると言えます。従って、戦後に決められた JIS

1/8 in、最小読取値 1/64 in、測定範囲1 ftであり、裏面に当時の並型ノギスには上段にインチ目盛、下段にも作られました。並型ノギスのジョウの形からみていろにその形が適用されました。国産のノギスはこのドイツはミリメートル及び寸・分の目盛が刻まれ、目量1 mm

ミリメートル目盛があるものが多くあります。表面はいろな形のものが作りやすい特長をもち、それが適用

系の特にモーゼル型と呼ばれるものの模倣から出発

及び1分、最小読取値0.05 mm 、及び1 厘、測定範囲300

インチ目盛ですが、その上段は1/100 in、下は1/128 in

されていたと言えます。

したものが多いのです。

mm、1尺です。また、1944年に杉浦商店がほぼ同じではの最小読取値のための目盛、裏面にミリメートルとアメリカ製ノギスが日本で普及したのは、イギリス

これらのアメリカ、
ドイツ製品を区別するために、ありますが、インチ目盛を1/128 inの最小読取値で12寸・分目盛が上下に目盛られているものも少なくありより遙かに遅れ、昭和の初期にブラウン・シャープ社製

わが国ではアメリカ製品の形状（後述のJISのCB形）のinまでのものを作っています。また本尺を板状にしません。当時のノギスの中には、
三国四段目盛と称し57)、とスターレット社製ノギスが輸入され、両者ともによくノギスを「キャリパ」と呼び、ドイツ製品の形状（JIS の丸棒型にした図 89 のような特殊な形のノギスも作ら

表側はミリメートルとインチの目盛、裏側にインチと使われました。
これらは図 49 にみられるようにスライ

M形）のノギスを「ノギス」と、それぞれ言い方を変えてれています。板状の本尺は曲がり等変形しやすいので寸分の目盛を付けたものであり、測定範囲300 mmまで

ダが箱形で、ジョウの先端に内側測定用の測定子をいた時代もありました。

すが、丸棒状であるとその恐れは少ない特徴をもってのノギスに適用されました。それより長いノギスには、備えている形です。図94はブラウン・シャープ社を模し（昭和5）年頃までは外国品のみが市場ともかく、1930

います。測定範囲150 mmで、最小読取値は49 mmを50

二国四段目盛といい、表裏にインチとミリメートルのて1944 年に作られたノギスでミツトヨ博物館に展示の需要を握り、
国産では前記した大谷の明治年代の製品

等分して0.02 mmにしています。
また固定ジョウの位置

目盛をもち、最小読取値は1/128 in、0.05 mmのものがは5 mm移動可能であり、両ジョウ部分の取替えが出来存在しました。第二次世界大戦中まで、
このタイプがる構造で、便利に使えるようになっています。

良く使用されました。

と言われています

バーニヤ

本尺

本尺のジョウ
本尺のジョウバーニヤのジョウ

バーニヤのジョウカ 印製（日本）並型ノギス 1935年
図88 東京○図90 新潟ヤマサ印1 m 並型ノギス 1935年

36

外側測定面

図89 忍研製（日本）丸棒型ノギス 1940年
図91 長口（ロングジョウ）並型ノギス 日本昭和初期

図93 丸角口ジョウ並型ノギス（厚肉用）日本 昭和初期

図92（株）藤山製作所丸口ジョウ並型ノギス 1944年

図94 岡田安吉店（日本）ブラウン・シャープ型ノギス 1944 年

37

12. 第二次世界大戦後のノギスの動き, 日本工業規格 JIS 制定

11.日本におけるノギスの工業的生産開始及び普及などの東京の製造所 63)の測定機
（昭和39年まで鴨下）

戦後、欧米においては、基本的な形式のノギスの製図99はスイスのエタロン社（Etalon）のノギスで、面ほか、新潟、岐阜、大阪などの業者が多く存在しました。

作と同時に、応用製品も作られています。
ミツトヨ博物

取りされていたり、厚い端部をもっているものや溝部

当時、田島製作所は、松雄製作所と称していて長さの当時ノギスは直尺の一つとして扱われ、度量衡法に館に展示されているものの中から取上げて述べます 23)。

の測定に適するよう固く細い測定子を上部に備えてい基準器メーカとして活躍しており、図 95 に示すようなよって製造許可をもっている業者が作りました。個々

図96はイギリスのゼウス社（Zeus）のノギスで、内外ます65) 。そのピンの長さ 0.4 inで、長さ10 inと250 mm

スイスのSIP社（Societ Genevoise dʼInstruments de Physique）の製品は、国又は代行できる都道府県検定所の検査側のほか、線や点の位置間隔用の測定子を備え、スラまで目盛られ、1/1000 in又は0.02 mmで読取ることがの直線目盛機械 61) をもって、ノギスの目盛をつくって検定を受けて合格したノギスのみが、検定証の刻印を

イダは指掛けをレバーによって固定することにも使え

出来ます。

いました。
この目盛機械は、図95（b）に見られるような受け市場にでていました。器差は検定の精度によってるようになっています。

ねじの酔歩、
リード誤差の補正板機構を備え、本尺をいたと言えます。

があったとしても、商品の工業的生産に入った企業は1930（昭和5）年にノギスを出した田島製作所です58)〜60)。

図100はモーゼル社の内側測定専用ノギスで、内溝また図 97 はドイツ製のコンパスノギスです。点間の測定にも使用できる測定子を備えています。下目盛

第二次世界大戦の戦局が厳しくなりつつあった1945

測定やコンパス的使用及び罫書きに使えるもので、は最小読取値0.05 mmで、140 mmの長さまで、上目盛

次にノギスの製造を始めたのは中村製作所で、1938（昭和20）年勅令第222号により、ノギスは同年1月1日

1/1000 inで 6 inまでの大きさに対応できるものです。

1/128 in細かさで5 in位の長さまで測定できます66)。図（昭和13）
年のことです58)。中村岩夫は人のすすめによ

より、直尺の一種から、新たな度器の一つとして検定

ドイツでは日本に比べ戦後早く工業が立ち上がって101 は薄物の幅や穴の中の段差等を0.05 mmで測定

り、ノギスの製品化を目標に、カノンノギス研究所と公差も決められて、独立して取扱われることになりまいる様子が伺えます。

できるモーゼル社の丸棒本尺のノギスで、ボーリング、

称して創業し、光学目盛技術の研究を行いつつ、モー

また歯厚ノギスは特殊度器として加えられましした64)。

ゼル型ノギスを完成させました。生産能力は始め月た。
しかし、ほどなく終戦を迎え、器械製造業の休止に産100丁くらいであって、カノンノギスと命名して販売ともないノギス等測定具の製作の中断となりました。

セットしたテーブルの送りの正確さを実現しています62)。

しました。カノンとはラテン語で、規範・基準を意味しています。1943（昭和18）年に社名を中村製作所に改めました。ノギスの目盛を、刃物で等間隔に正しく刻

図98はドイツのマルチプロ社（Multipro Inc.）のノギ

端脚ノギスの一種です66)。

スで、固定側のジョウを0.1 mm読みバーニヤ目盛にて

これらの欧米に対し、我が国では、田島製作所及び移動固定できるようになっており、段差のあるものに中村製作所が早くも1946（昭和21）年に生産を再開し対応しています。本尺最小読取値0.02 mmにて250 mm

ました 58)。次いで三豊製作所が 1949（昭和 24）年に試まで、上目盛はインチで1/128 in読みにて10 inまで測定作を開始し、同11月度量衡法に基づく製造許可を得てできるようになっています。

生産を始めました。
ミツトヨにおけるノギスの目盛の線することが容易でないことは、アメリカのブラウン・
シャープ社のノギスの製作を説明したところにおいて述べましたが、中村製作所は光学的目盛の作製技術の研究開発をすすめ、写真焼き付け腐食による写真蝕刻

図96 ゼウス社（イギリス）ノギス（測定範囲140 mm, 5 in, 最小読取値0.02 mm, 0.001 in）1950年

57)

方式の目盛作製法を作り上げることに成功しました 。

図99 エタロン社（スイス）ノギス 1956年（昭和18）
年
これにより、ノギスの量産を可能にし、1943
から量産を始め、需要に対応しました。第二次世界大（ a ）本体外観

戦中にノギスの使用が増えて、かなりの普及をみせました。
第二次世界大戦の終わりまでのノギスの製造所、言図97 コンパスノギス（ドイツ）（測定設定長 6 in, 最小読取値0.001 in）1950年

い換えて、主として戦時中の製造所は、多数のノギスが図100 モーゼル社（ドイツ）内側溝ノギス 1961年必要とされ、製造業者が増えています。
田島製作所
（昭和

15年まで松尾度器）のほか、杉浦商店、シチズン時計、
高山精密、建林宰亮（個人）、竹内製作所、玉屋商店、戸越精機、中村製作所、
日本精測器、松浦製作所、ヤマヨ

38

図101 モーゼル社（ドイツ）薄物・穴中段差ノギス 1961年（ b ）リード誤差の補正機構
図95 SIP 社直線目盛機械

図98 マルチプロ社（ドイツ）オフセットノギス 1967年

39

12.第二次世界大戦後のノギスの動き, 日本工業規格 JIS制定

12.第二次世界大戦後のノギスの動き, 日本工業規格 JIS制定

刻線は、多くの他社と同様に始め手作業でした。バー

について検討が行われ、1953 年 8月、国による検定か

ニヤ目盛の刻線を1954年から機械送り刻線法に改め、ら、順次都道府県へ委譲され、新潟県、徳島県で同年

本尺目盛は1955（昭和30）年頭初から太陽光線による9月から検定が始まりました。その後、ノギスは計量法

写真焼付腐食刻線法に移って製造しました。更に1958

による検定からはずされ、JIS に基づくことへ移行して年から太陽光方式から水銀灯による目盛の写真焼付

1954（昭和29）年に制定されたJISに採用された型式

1950（昭和25）年6月に朝鮮戦争が始まり、その特需は、M 型、CM 型、CB 型です68)。前 11 章に述べた大正のにより、日本の機械工業が動き始めました。このよう初期に輸入され作られた並型ノギスは、精度や量産なな時代になって再びノギスの需用が高まり、産業界かどの考慮の結果、JISに採用されませんでした。そのたらの要請によって、ノギスの日本工業規格であるJISがめに次第に使われなくなり、姿を消してしまっていま

1954年3月に制定されました68)。当時、連合軍の占領にす。また、
これはメートル法に統一された社会状況によって、かなりの産業分野においてヤード・ポンド法

もよります。

測定長

円錐ジョウ

l 2 の読取りバーニヤ

ローレット
測定ジョウ

測定ジョウ
測定長

腐食刻線法に発展させて 58) 67)、量産に入っています。

l 2：

円錐ジョウ

いきました。

l 1：

測定長

l 1の読取りバーニヤ
円錐ジョウ

図106 内側用ノギス 1960年頃

図108 丸穴中心距離測定ノギス 1960年頃

図107 ローラチェーンピッチ測定ノギス 1962年頃

図109 ビームトランメル（罫書き用）ノギス 1960年

CM型ノギスは図104に示す構造で、バーニヤ目盛を1955（昭和30）年に中村製作所がJIS表示許可工場に測定長が使われ、日本のメートル法へ努力が薄れる動向がM 型ノギスはドイツのモーゼル社（Mauser）の形をもつスライダの微動送りができますので、精密な測定認定され、他社もそれに追従して、指定を受けました。

現れましたが、連合軍司令部経済科学局の指示もあり、採用したもので、その頭文字をとって名付けられたものができる特徴を持っています。CM 型ノギスは M 形と日本測定工具は1961 年にノギスの製作を始め、1964

メートル法による度量衡法化への努力が再開されまです57)。図102及び図103に示すとおり、外側、内側、深さ同様にスライダが溝形であり、M型ノギスと違い、外側

年にJIS表示許可を受け、またスワン社が鋼板コイル外した。1951年9月サンフランシスコ対日講和条約が結ばの測定等多種類の測定に使用することのできる機構で、測定ジョウの先端部に内側用測定子を備えていて、デ径測定用の特殊ノギスを1966年に製品としています。

れ、その少し前の1951（昭和26）
年6月度量衡法が改定

最も一般的に使用されているノギスです。
またデプス

また、長尺測定用のプスバーを持たないノギスです68)。

JISの制定によって、わが国のノギスの品質が向上する

されて計量法として成立し、翌1952年3月から施行されとM2型付とも言いました。
このM型にはM1型（図102）

ノギスは、このCM型ノギスが多いです。型名CMのCはと共に、材料はステンレス鋼が使われ、総焼入れ研削

ました。
そして、
1959（昭和34）年1月1日からメートル法に（図 103）とがあり、両者共にスライダが溝形で内側用キャリパ（Calliper）、Mはドイツのモーゼル社のMです。

仕上げを行い、目盛は写真蝕刻方式フォトエッチング

統一されました。
これによって、前述した二国四段目盛のくちばしを上部に備えており、前者はスライダ微動

その国名をとり、
ドイツ型と言われたこともあります。

で製造されて、精度、耐久性が向上し、欧米へ輸出さノギスなどメートル単位以外のノギスは 1958 年 12月

装置をもたず、後者はスライダ微動装置を持っている（Brown ＆ Sharpe）
CB型ノギスはブラウン・シャープ社

で製造取りやめになりました。続いて、計量器の検定ことが違っています。

本尺のくちばし
内側測定面

止めねじ

スライダ

スライダのくちばし
止めねじ
本尺

送り

本尺の内側目盛

本尺

デプスの基準面
基準端面
本尺の外側目盛
バーニヤ目盛
送りねじ
指かけ
送り車
外側測定面

基準端面

指かけ

本尺目盛

デプスバー

本尺のジョウ

スライダのジョウ
本尺のジョウ

スライダのジョウ
内側測定面

図104 JIS CM型ノギス 1954 年

外側測定面

図102 JIS M 1型ノギス 1954 年
スライダ

止めねじ
送り
本尺

送り

基準端面

送り車

図103 JIS M 2型ノギス 1954 年

40

ローレット

本尺のジョウ

本尺の外側目盛
送りねじ （裏面に内側目盛）
バーニヤ目盛送り車
外側測定面
スライダのジョウ

内側測定面

図105 JIS CB型ノギス 1954 年

れていきました。

の BとCalliper の CをとりCB 型と命名されており、図 105

このような状況において、図 96 から図 101 に示したに示すとおりです57)。
スターレット型ともいわれたこともようなジョウの形を対象にあわせて作った特殊ノギスあります。内側測定面は CM 型と同様に外側測定面のに準じる応用したノギスが日本でも作られています。
そ先端部分についています。
スライダが箱形であって、箱れらの代表としていくつかを図106から図113に示しまの大きさに制限されてバーニヤ目盛が短い傾向があり

す57) 69)。図106は内側測定専用のノギス、図107はスライます。
スライダの裏面は窓開きになって、目盛を付ける

ダジョウを一般のものに対して逆さまに付けた形のことが出来る構造です。そのため、中には表面は外側

ローラチェーンのピッチ間隔測定用ノギス、図108は目盛、裏面は内側目盛を施したものもあります。
またM

円錐状にしたジョウを丸穴に挿入するだけで丸穴の型及びCM型と違い指掛けがない構造です。そのため、中心位置を直接得ることができる丸穴中心距離測

スライダの頭部の曲線部がその代わりに使われます。

定用ノギス、図109はビームトランメルノギスと称して、スライダが微動送りすることのできる構造です。

罫書きに用いることができて、また不定形な狭い部分

この JIS 制定から40 年を経て、現在の JISでは、M 型ノに挿入し測定できるポイントを備えたノギス、図110はギスとCM型ノギスを規定してCB型をはずしています。

管内に固定円柱ジョウを差し入れ、管の厚さを測定す

41

12.第二次世界大戦後のノギスの動き, 日本工業規格 JIS制定

12.第二次世界大戦後のノギスの動き, 日本工業規格 JIS制定

図110 ミツトヨ 管用ノギス 1970年

図111 ミツトヨ フックノギス 1974 年

るノギス、図111は薄いもの、段差、内側距離の測定に1/10 in、内側赤目盛はミリメートル単位目盛で、目量用いるフックノギス、図112は段違いがある測定物に0.1 mm、1回転10 mmで、同時にインチ単位とミリメー対応し、元にあるジョウを移動できるオフセットノギス

トル単位の両方の値を読取ることができる構造にであって、同様に図 59に示したスライダジョウを回転なっています。それらに対応した本尺の下側目盛がして、測定軸から離れた面間にある段違いを測定でき

インチ目盛で、最大7 inまで、上側目盛がミリメートル

るスイベルノギスも多く作られるようになりました。図

目盛で、最大175 mm まで刻まれています。一つのダイ

113は本尺が円筒構成で、1967年製作のパイプノギス

ヤルノギスで、インチ単位とミリメートル単位の値をを改良した内側、外側、深さ、高さ、段違い物、角度、円

同時に読取ることのできる便利さを持っています。
この罫書きなど万能に使えるユニバーサルノギスです。

のようなダイヤルノギスとは別にヘリオス社では他

また特殊目盛 1×cosec θで本尺目盛を刻み、ジョウを社と同じようなインチ目盛のみの、及びミリメートル

図 93 のような丸角口で点測定子とし、電機における目盛のみのダイヤルノギスも供給しています。

整流子の銅セグメントの締付溝測定用のノギスも作られました。

図112 ミツトヨ オフセットノギス 1960年

図113 ミツトヨ ユニバーサルノギス 1970年

図114 モーゼル社（ドイツ）ダイヤルノギス 1960年

図115 ヘリオス社（ドイツ）インチ・ミリメートル値同時表示
ダイヤルノギス 1960年

42

図116 スターレット社（アメリカ）ダイヤルノギス 1970年

図117 ミツトヨ ダイヤルノギス 1962年

アメリカのスターレット社、
ブラウン・シャープ社、モダンツール社、スイスのテサ社（TESA S. A.）等がモー（昭和35）
年に、戦後も終わったと言われる頃の1960

ゼル社に続いて 1965 年位までにダイヤルノギスをモーゼル社は図114に示すようなダイヤルノギスを主と開発し、順次製造販売を行うようになりました。
アメリカ

ドイツのヘリオス
してアメリカ向けに開発しました66)。

の例として、1979 年に製作したスターレット社のダイ社もほぼ同じ時期に作り始めています。図115にミツ

ヤルノギスを図116に示します31)。

トヨ博物館に展示されているヘリオス社のダイヤル（昭
このようなアメリカの動向から、
ミツトヨは 1962

これら2社において、どちらが先行ノギスを示します23)。

和37）
年にダイヤルノギスを開発し、翌年から販売を始して製作したか現在のところ不明です。

めました58) 59)。

図118 スターレット社（アメリカ）ダイヤルインジケータノギス
1979年

図119 ミツトヨ 定圧ノギス 1965年

モーゼル社の図 114 のダイヤルノギスのダイヤル

図 117 はミツトヨのダイヤルノギスであり、目量指示 計で は、中 2 針 大きい 指 針 によって外 側目盛

1/1000 in、測定範囲5 in、メートル系は0.05 mm、測定

1/1000 inの細かさで半回転1/10 in、小指針の内側目盛

範囲130 mmです。それらに続いて尾崎製作所が1967

一般にノギスの測定力は操作者によって0.1〜11 N

は目量1/10 in、
1回転6 inまで読取ることができます。メー

年にダイヤルノギスを製造し、日本測定工具等も製造くらいの間にばらついています 70) 71)。その中で 15 Nとトル単位ノギスでは、中 2 針によって外側目盛で目量販売するようになりました58) 59)。

いう大きい力で押して測定される方もおり、また同じ人作り出しています。

0.05 mm、内側目盛1回転100 mmで読取ることができる

ダイヤル指示計を用いているものとして、図 118 にこのであっても毎回異なることが知られています70) 71)。

構造になっています。
このような指示計を備えることにノギスの上にダイヤルゲージを備えたスターレット社

ようなことは金属機械部品であればあまり問題はあり

よって、視差の解消、バーニヤ読取りからの開放、
またこの測定具によって、内外の応用製品を示します 31)。

ませんが、合成樹脂機械部品においては押し込まれてインチの分数の読取りに対して、小数で表した値により、径を1/1000 in単位で読取ることができます。そして、そ

変形し、その寸法値に大差が生じます。そのためにインチ系の能率よい測定が可能になりました。

のままの状態でダイヤルゲージによって目量1/100 in

測定力が低く一定なノギスが望まれます。

ヘリオス社の図115のダイヤルノギスは中2針ですが、又は1/1000 in、あるいは1/10000 inの細かさで真円度

図119はミツトヨの定圧ノギスで、0.5〜1 N の中でその指針に対応した直径の異なる大小二つの表示単をも測ることができ、また同じ細かさで内外径の最大、選択し、又は使用者の望む測定力を設定することが位の異なるダイヤル目盛を持っています。大きい外側

最小、及びその差を求めることができます。
ノギスと他

これによって、出来るようになっているノギスです72)。

黒目盛はインチ単位目盛で、目量 1/1000 in 、半回転の測定具の合体によって、長さ測定における便利さを

合成樹脂機械部品の安定した測定が可能になりま43

13. 日本におけるハイトゲージの発展

12.第二次世界大戦後のノギスの動き, 日本工業規格 JIS制定した。図 120 は定圧ダイヤルノギスで、左の指示器が長尺物の測定を容易に行うことができます。
このダイ

日本において大正時代に入り機械工業の発展と測定力をさす指針で、その測定力は基本の0.5〜1 Nに

ヤルゲージを電気マイクロメータに変えて使っているともに、スケール立とトースカンを図125のようにした設定されており、右側のダイヤル指示計が測定物のところもあります。

ものを定盤上において用い、高さを測ったり、ケガキ

ノギスと同様、HM型ハイトゲージ、及びDM型デプス

同様に、
ダイヤルゲージをマイクロメータにしたものを行なったりする作業が、頻繁に行われるようになり

ゲージはドイツのモーゼル社の形を、HB型ハイﾄゲー

それに準じて、ダイヤルゲージをスライダジョウにも作られており、図122は1962年にミツトヨが作りマイました。そのようなことから、それらを一体にしたもの

ジ、及び DB 型デプスゲージはアメリカのブラウン・

取り付けて用いるノギスがあります72) 73)。図121はミツ

クロ付ノギスの名称で販売したノギスです74)。マイクロであるハイトゲージが、大正の中期にアメリカ36)及びシャープ社の形を、それぞれ採用したものです。従って、トヨ製のダイヤルゲージ指示のリミットゲージ用ノギス

メータの測定範囲 25 mm に対してその 5 倍を超える

ドイツから輸入されるようになりました 59) 60)。また、そドイツ型とかカール・
当初HM型はモーゼル型のほか、です。多数の同じ寸法の機械部品の測定に便利です。

長いものの測定が、マイクロメータの目量0.01 mmにれとほぼ同じ時期にデプスゲージも輸入されるようにマール型ともよばれ、HB型はブラウン・シャープ型とかまた本尺の長さによって、いろいろな長さにおけるて行うことができる長所をもっています。
しかし、ねじなりました。それらに対応し、昭和に入ってから、バー

測定物に対応できる形式で、基準器を選べばかなりな

ピッチ0.5 mmで100 mmを越える移動時間のことなど

ニヤ目盛を用いたハイトゲージやデプスゲージが、寸法を表すものです72) 73)。

使用上の問題、他の測定具との併用との関連の上からの必要性、精度及び価格の問題からでしょう、早くに、カタログから消えています。
図 123 は測定範囲 300 mm 以下用カウントダイヤル
図120 ミツトヨ 定圧プラスチック用ダイヤルノギス 1973年

ノギスで、図124はそれ以上600 mmまでの測定範囲にカウンタの値
適用するカウントダイヤルノギスです73)。
はミリメートル単位、ダイヤルは目量0.02 mmで読取り、それらハイトゲージを図 126 から図 128 に、デプス
ゲージを図129から図131に示します。

ノギスの製造業者によって作られるようになりました。
第二次世界大戦後、ノギスに6年遅れて、1960（昭和35）年にハイトゲージ及びデプスゲージのJISが制定されました75) 76)。ハイトゲージに採用された型式は、HM型、HB 型、HT 型の 3 種であり、デプスゲージに採用された型式は、DM型、DB型、DS型の3種です 57)。

両者の組合せで、測定値となります。

図127 JIS HB型ハイトゲージ
1960年

このように、標準形のノギスばかりでなく測定物に

図128 JIS HT型ハイトゲージ
1960年

対応した各種のノギスが作られ、ユーザの要求に応えた供給ができるようになり、かつ品質的にも極めて図121 ミツトヨ リミットゲージ用ノギス 1970年

向上しました。材料は真鍮製、鉄鋼からステンレス鋼に移行し、総焼入れ研削仕上げを行うようになりました。
図129 JIS DM型デプスゲージ 1960年

目盛刻線はフォトエッチングによる写真蝕刻転写目盛図122 ミツトヨ マイクロメータヘッド付ノギス 1962年

方式になり、精度及び耐久性ともに向上しました59) 67) 。

図125 トースカンとスケール立て

これらにより1965 年頃には欧米製品に劣らず、同等、
むしろそれを越えるものと認められて、アメリカ、
ヨー
ロッパを始め広く海外各国に輸出されるようになりました。更に目盛作製も、転写式からレーザ刻線加工

図123 ミツトヨ カウントダイヤルノギス
測定範囲135, 190, 300 mm 1980年

図130 JIS DB型デプスゲージ 1960年

方式となっていき、技術的進歩が明らかでした。
このように日本のメーカは、それぞれ市場開拓を行い、日本のみならず世界で使用され、1985年位には世界の70％が日本製となるまでに成長していきました。

図124 ミツトヨ カウントダイヤルノギス
測定範囲300〜600 mm用 1980年

44

図126 JIS HM型ハイトゲージ
1960年

図131 JIS DS型デプスゲージ 1960年

45

14. ディジタルノギスの開発と発展

13. 日本におけるハイトゲージの発展

スターレット型ともよばれました。HT型ハイトゲージは

日本において1956年に差動変圧器利用の電気マイその供給電極の電圧が検出電極に供給されます。

本尺が調節のために移動できるようにしたもので、クロメータの開発が行われましたが、そのディジタル

その検出電圧と位相を伝達電極からスライダの受信

高山式ハイトゲージと戦前から呼ばれていたので、この傾向は各種長さ表示も直ちに実現されました80)。

電極に伝え、測定回路において、測定信号の位相を高山の頭文字のTを取ってつけられました。

測定機器に適用されていきました。
アナログ変位検出に分析し、移動量を決める測定方式です。位相分析に

DM 型デプスゲージは深さの基準にするスライダ

よる電圧をAD変換する方法、エンコーダの開発によるよることは検出の安定性を図ることに効果を発揮しての測定面とバーニヤの測定面バーニヤ目盛を付しディジタル測定による方法等が長さ測定に適用されていることになります。メイヤーは自社のシルバック社ているスライダを微動できるようにしているものです。

ディジタル表示や処理が実現されていきました。そのから、アンデルモはスエーデンのヨハンソン社（AB C. E.

状況の中で、
スイスのシルバック社（Sylvac Co.）の社長

Johansson）から、それぞれノギスに適用して、最小表示

は静電容量式電気マイクロメータ
メイヤー（H. U. Meyer）

量0.01 mmのインクメンタルディジタルノギスとして製を開発し販売しました81)。

品化を行い、1980年頃から販売を始めました。

DS型デプスゲージは微動送り装置が付いていない簡単な形式のデプスゲージであって、DM 型デプスゲージの簡易型をDS型と称しているものです。
今日ではハイ
その後、JIS の改正が行われてきており、図132 ミツトヨ カウントダイヤルハイトゲージ
目量0.01 mm 測定範囲300mm 1970年

トゲージでは HM 型、デプスゲージでは DM 型とDS 型
を中 心としています。その ほ か 使 い 易さの 考 慮 のもと図 132 のようなカウンタ表示ダイヤル目盛 77) から78)

図 133のようなディジタル表示 になってきている状況です。
ディジタルハイトゲージの歴史的状況はノギスへのディジタル方式の適用に準じていますから、次章で見てあてはめて頂くことにしまして、
ここでは適用された
外観を示すのみにします。
更にディジタルハイトゲージは光電式エンコーダによるスケールを装備し、座標測定器の影響もあって得られたディジタル値のデータ処理によって、高さ値のみ

図133 ミツトヨ ディジタルハイトゲージ
最小表示量0.01 mm 測定範囲300mm 1982年

でなく、最大最小測定、補正付寸法測定など図 134 の79)

ように多機能精密高さ測定器となってきています 。

その変位検出器には、静電容量平板対向距離変換

それらよりやや早くから欧米において使われていた方式でなく、円筒形検出器内で、円筒軸方向に変位す

ディジタルノギスの多くは、光電式エンコーダによるる測定スピンドル上に接続された検出円柱に対するディジタル方式でした。図136にはその一例としてミツ同軸の検出円筒との重なり面積に対応する静電容量

トヨ博物館に展示しているテサ社のディジタルノギス

電送方式を用いていました。それを軸方向の平面に

ノギスは手持ちにて使用するため、を示しています 85)。

開いた形に展開させ、数枚の平板に対し、他の平板を小型ランプの光源用電池はその容量の関係から頻平行に移動する検出装置を1972 年に考案し、次いで繁に交換する必要があったのです。光電式に対して、

1980 年に、長い変位の移動距離検出を可能にしまし

静電容量式は使用電力が少なく、小さい電池で十分なた82）83)。それに更なる検出法を噛合せた図135に示す

使用時間を保つことができるようになりました。
このよ

相対的位置測定方法を、スエーデン王立研究所のア

うなことからスイス及びスエーデンを始めとして世界

ンデルモ（I. Andermo）が、1977年に考案しています 84)。

中に広まっていきました。

それは、スライダ上の三つの供給電極に、それぞれミツトヨは 技 術 提 携を結 び、その 特 許 使 用 権を

位相の順次異なる交流電圧を印加し、その三つの供給得て、図137に示すような最小表示量0.01 mmインクリ電極に対応しているピッチで、スケール上に絶縁されメンタルディジタルノギスを1983 年に開発しました。

た検出電極を配置します。その上を供給電極が通過し、各種形状の測定子などの付属素子が用意されておりまして、内径、外径、ピッチなどを0.1 µm単位で読取ることができるように発展してきています。

図136 テサ社（スイス）インクリメンタルディジタルノギス（光電式）1978年

図 134 ミツトヨ ディジタルハイトゲージ（リニヤハイト LH）
最小表示量0.001 mm ストローク600 mm 1998年

46

図135 静電容量式インクリメンタル相対位置測定方法の概要

図137 ミツトヨ インクリメンタルディジタルノギス 1983年

47

14.ディジタルノギスの開発と発展

図138 テサ社 インクリメンタルディジタルノギス 1987年

14.ディジタルノギスの開発と発展

図141 ミツトヨ 家庭用ディジタルノギス（デジパ）1994 年

図144 ミツトヨ アブソリュートディジタルノギス 1993年

ディジタルノギスを1994 年に開発しました。肩甲骨付
近の皮下脂肪測定に医院で使われますが、それま図139 ミツトヨ 本尺目盛入ディジタルノギス 1987年

図142 ミツトヨ システム手帳用ディジタルノギス（デジパミニ）1995年

で、機械加工用ノギスが使われていたものでして、それに代わって、
体に接し皮膚下脂肪の測定に適合するようにジョウの形、材質が変えられるとともに必要な測定のスイッチボタン等が付けられて機能を果たしています。

(a) ノギスの構成

また健康維持のために、一般家庭用としても使われて
図140 ミツトヨ 太陽電池式（ソーラ）ディジタルノギス 1988年

スライダ移動における測定の問題点等を克服し、安定の基礎が作られていきました。

います。
余談になりますが、開発時、都会、農村、漁村においし、かつ安価なノギスを供給するようになり、1984 年

ミツトヨのディジタル
1987年には図139に示すとおり、て、皮下脂肪との関係にて、歩行の多寡などの状況

8月までに 10 万個を製造し、普及させています。また

ノギス本尺の灰色部分に目盛をもうけ、1 mm単位の概調査も行われました。モータリゼーションの影響でしょスエーデン王立研究所との関係になるヨハンソン社と略寸法が分かり、使いやすくしています。続いて1988年

う、農漁村では100 mという短距離においても車を使の提携においては、主としてヨーロッパ向けにドイツには小型電池に代わって太陽電池を採用した図140に用していることに対し、都会に住む人々の方が公共交においてディジタルノギスを作り供給しました。
それを示すような太陽電池式（ソーラ）
ディジタルノギスが開発

通機関の利用により、より多く歩行していることも判明基にした王立研究所及びヨハンソン社、ミツトヨとのされ、電池交換のわずらわしさから解放されました 87)。

しました。

共同開発も実行されました。その半ばにおいて、
ヨハ

また450 mmとか600 mmというように長尺になると重中国においてもノギスが作られるようになって、ンソン社の経営が傾き、ミツトヨのみにて王立研究所

くなるので、カーボンファイバ強化プラスチックに材

極めて安価にて供給されるようになりました。1979年との仕事が進められました。

質を変えたディジタルノギスが供給されるようになりに中国とアメリカとの国交正常化が成立し、精密測定ました。続いて、1992 年に測定値表示部を大きくした機器の製造技術を得た中国は、アメリカを始めヨー

欧米における例として、図138にテサ社の1987年の88）(b) ノギス位置検出電極パターン
図145 ミツトヨ 静電容量式アブソリュートエンコーダ
位置検出方式の概要 1991年

これをシルバック社とのディジタルノギスを示します86)。

このよ
ノギスが作られ読取り易くなってきています 。

ロッパに多く輸出するようになり、更にディジタルノギス

技術提携によって実現しています。最小表示量と性能

うなことは各社においても準じ行われてきています。

も1985年頃から製造し、海外に販売するようになりま

ミツトヨでは一般家庭用として、DIY（ Do it yourself,した。その初め頃には、日本のメーカ品をまねたもの

その後、スエーデン王立研究所のディジタルノギス

ドゥ・イット・ユアセルフ）の店において取り扱う本体も現れ、JISマークまで付いたノギスも現われたことが図146 ミツトヨ 静電容量光電方式アブソリュートエンコーダ
位置検出方式の概要 1991年の発明者アンデルモが独立することになり、ミツトヨ

合成樹脂製デジパと称する最小表示量 0.1 mmのディありました。
このように、
アメリカに多数輸出されるようこのようなことから、
ブラウン・シャープ社、テサ社などの援助によって、アメリカ、ワシントン州シアトル市のジタルノギス（図 141）を1994 年から供給すると共に、になって、日本を始め各国の測定工具メーカに打撃をが 2001 年にスエーデンのヘキサゴン社（Hexagon）の郊外カークランドにマイクロエンコーダ研究所（Micro

ビジネス用のシステム手帳に収まるデジパミニと与えることになりました。

傘下に入ることになりました。
日本においても日本測定

Encoder Inc.）が1987年に設立されました。そこにおいを1995年に製品とし、称するディジタルノギス（図142）

ヨーロッパのメーカにおいては中国製品の一部をて、主としてミツトヨのディジタルノギスの更なる発展普及を図りました。更に、体脂肪計として図143に示す

OEMとして取り上げて出しているところもあります。

はほぼ同様です。

48

図143 ミツトヨ 体脂肪計 1998年

工具が撤退し、中村製作所、ミツトヨの 2 社がノギス製造を続けている状態になりました。

49

14.ディジタルノギスの開発と発展

上に述べたディジタルノギスはインクリメンタル式で14.ディジタルノギスの開発と発展とは違い、位置の保持に有効に使われています。

したが、1993年にアブソリュート式のディジタルノギス

機械加工現場においては、工具や工作物にかけられが開発されました。図144は最小表示量0.01 mmのミツるクーラントが飛散しており、時にはクーラントの中でトヨ製アブソリュートディジタルノギスです 88)。

寸法測定が行われることもあります。そのため機械式そこに使われた検出方式は、図 146 に示すようにのノギスが活躍してきていますが、ディジタルノギス

この方式と同様な方式で､ 1 µm 表示
なっています90)。

においても、その現場の中で使用できれば便利です。

のアプソリュートリニヤスケールも同時に開発されまし

静電容量式ノギスでは困難なことでしたが、その要望た89)〜92)。図147に示すように、粗中細を与える3トラックが極めて高いこともあって、1997年に図147に示すようの静電容量電極スケールと、発光ダイオードLED光源にな防水型アブソリュートディジタルノギスが開発されよる光学格子の1トラックのスケールから成り立っていました。そこでは閉じられた中での検出方式で実現

ます89)〜92)。光学格子は細密な静電容量電極トラック

しようとしたものです。

図154 シルバック社 IP67 クーラントプルーフアブソリュート
ディジタルノギス 2011年

図153 テサ社 IP67 クーラントプルーフアブソリュート
ディジタルノギス 2012年

図 155 シルバック社 IP67 クーラントプルーフマイクロメータアブソ
リュートディジタルノギス（商品名：マイクロンノギス）2012 年

図148において、スライダ内の読出ヘッドにある励振

なければならない場合がありますが、一般的な状況にと同一トラック上に作られて使われています。
アブソ

この保護等級は、IP54で一般的には充分使用するこ信号発生器から送信巻線を経て、本尺のスケール上

おいて使用できることを示しています。
更に、同じ機能

リュートディジタルノギスは、従来からの機械式ノギスとができますが、多くのクーラントが使用され、現場にの絶縁された結合巻線の第一ループから順次並べらをもつステンレス製やプラスチック製のインクリメンと同じ読取りになっているため、利用が広まっていま

飛散しているような場合においては、次第に影響をれた第二ループに電圧が励起されます。スケール上

タルディジタルノギスも供給しています。また安価なす。ソーラタイプアブソリュートディジタルノギスも遅れ受けるようになり、やや不十分でした。

を移動する読出しヘッドでは、重なったスケール巻

ディジタルノギスも用意されています。
これによって、ることなく製品となりました。
このノギスと同様な方式

そのため、変位検出方式において、静電容量検出方

線から励起された電圧を受信巻線が受けます。
その受ノギスのメーカが、日本において3 社に増えたことにで、分解能を1桁上げて1 µm 表示のアブソリュートリニ

式と同等な効果をもつ図148に示すような電磁誘導式

信巻線からの信号の処理を経て、移動位置が求められなります。

ヤスケールとして使うことができるような構成で89)〜92)、

検出方式93)に改めることによって、実現したディジタル

るようになっています。
この図149に示すアブソリュート

ヨーロッパのシルバック社やヘキサゴングループの工作機械のスケールとして、
インクリメンタルスケール

ノギスが図149で、2000年に開発されました94)。

ディジタルノギスはIP65でしたが、更に改良が行われテサ社などは、防水性能がIP54で例えば図152に示す

IP67になったものが図150です95)。

ものに近いアブソリュートディジタルノギス97)を供給

図147 ミツトヨ IP54 防水型静電容量式アブソリュート
ディジタルノギス 1997年

図149 ミツトヨ IP65 クーラントプルーフアブソリュート
ディジタルノギス 2000年

図150 ミツトヨ IP67 クーラントプルーフアブソリュート
ディジタルノギス 2002年

図148 電磁誘導式アブソリュートディジタルノギス
検出方式の概要 1997年

50

図152 テサ社（スタンダードゲージ）IP54 クーラントプルーフ
アブソリュートディジタルノギス 2010年頃

図151 エー・アンド・デイ社 IP54防滴ディジタルノギス 2007年

このように機械加工現場の要求に応えるアブソ

していたことは先に述べましたが、2012 年になって、リュートディジタルノギスが今日活用されています。
欧

テサ社はスタンダードゲージと称するIP54の防水性能

米においても防水型ディジタルノギスが作られていミツをもつ図152に示すようなノギスの方式を改良し、ますが、その防水効果は図149のノギスの水準に達し

トヨに対抗する図 153 に示すような、電磁誘導方式にていないと思われる状況がしばらく続いていました。

した数字表示が大きい IP67アブソリュートクーラント

図148に示した検出方式は分解能を上げて、マイクロプルーフディジタルノギスを開発し、数種の測定範囲のメートルの検出のできるディジタルスケールとしても機種を販売し始めました98)。

利用できるようにもなっています。

また、
シルバック社は、それらと同等な電磁誘導方式

日本のエー・アンド・デイ社
その後、2007年になって、

ヨーロッパでのノギスである図154をそれらより早く、が、防滴ディジタルステンレスノギスと呼ぶ図 151 に2005年頃より、日本においては2011年頃に販売を始め示すようなインクリメンタルディジタルノギスを作りていましたが、更に図155に示すような、マイクロメート

その防水の程度はIP54相当とあ販売を始めました96)。

ル単位で測定できる意味を付したマイクロンノギス

りますから、使用場所や使用方法において、注意をしと称するIP67の防水保護をもったクーラントプルーフ

51

15. むすび・謝辞

14.ディジタルノギスの開発と発展

値のもとにおいて使用するという傾向に移って行ったためです。前述図152のスタンダードゲージはその一つの例であると思います。
これらの議論を経て、原案

52

図156 ミツトヨアブソリュートディジタルノギス 2013年が成案に近くになっていたものが、技術委員会長及びアブソリュートノギスを開発し、販売を始めました 99)。

原案作成作業グループの主査の交代等によって、幾度その繰返し精密度は、分解能の3倍である3 µmですが、か規格原案の破棄がなされ、無駄な年月を要してきて器差を含めたノギスとしての最大許容誤差は測定範囲いた状態でした。

100 mmまで 20 µm、150 mmまで 30 µmであって、一般

以上の経過後 2011 年に数度目の規格案が成立し、の 0.01 mm 読みディジタルノギスと同等な精度であ

国際規格ISO 13385-1：2011となりました100)。規格名がり、分解能を上げたのみで、そのノギスの読みに合っ

Callipers とありますが、内容はノギス（Vernier sliding

た精度になっていません。
ノギスの形状から精度を向、ダイヤルノギス（Dial sliding Calliper）、
ディジタル
Calliper）

上させることは難しいことを示しています。例えば図89、の、言い換えるとノギス、ノギス（Digital sliding Calliper）

図 101 や図 113 に示した本尺を円柱にするなど曲り、英語名では Sliding Callipers の規格であって、図1に述

変形に強い構造が望まれるものと思われます。

べたCallipersの一部の規格となっています。許容値は最近におけるミツトヨのディジタルノギスは、電磁メーカが示すことになっていますが、その規制部分は誘導式アブソリュートディジタルノギスとなっており、ノギスの性能が細かく規定され 、誤差因子ではあり防水保護性能の向上と共に、環境保護に対応したディ

ますが、測定精度においては無視できる内容も記されジタルノギスとなっている。
ソーラ方式の採用と共に、（昭和29）
年にていまして、
日本工業規格JISとして1954

各部品の性能向上を図り、一般用アブソリュートノギス

作った頃のノギス規格の記述に近いものになってでは一般的使用状況であれば、電池交換に3.5年くらいいます。それらは測定誤差の要因を知らしめるには維持できる図156に示すようなアブソリュートディジタ

良いことです。その規格では許容値は示されてなく、ルノギスとなって、広く使われている。特にデータ出力

その基準値はメーカが示すことになっていますから、端子付の機種においては、統計的工程管理システムや規格というよりも教科書（テキスト）の一種になって計量管理システムなどに機能を発揮している。

いると言えます。

ノギスの世界標準規格 ISO の審議機関の国際標準一般の使用者には、ある要因が他の要因に含まれノギス規格を作る化機構においては、1980年頃より、ることを知る必要も起こります。その誤差も許容値がべく議論を重ねてきました。1980年代初期においては示されていませんが、JISにおいては、参考付属書として最小読取り値0.02 mmノギスは、本体の板状形状から許容基準値が示されることになるでしょう。
これに従っして精度維持が難しいので、ISO から外すことが良い

た日本工業規格 JISは、近いうちにまとめられる状況にとの状態におかれていました。その後、1980年代中期

なっています。

にディジタルノギスが現れ、更に1990年代には中国のこの記述が規格に始まり、規格に終わるようになっノギスが現れたことにより、ノギスの精度に対する議論たことは、何かそのような工業的な情勢に置かれていが変わりました。それは、安価な中国製を厳しい許容

たのかも知れません。

ノギスに先立つ滑り挟み尺の起こり、バーニヤ目盛を備えた滑り挟み尺であるノギスの発祥から、ディジタル
ノギスに至る変遷について述べました。この変遷について、主な社会の情勢をも加えて、纏めますと表3のようになります。
現在残っている最古の西暦9年製である中国の新の王莽滑り挟み尺の構造は、かなり長い間その形を維持して、使われてきているのであろうと思われます。それが東西に伝ったのではないでしょうか。全く形跡があるわけではありませんが、その中のあるものが、わが国へ伝えられたかもしれないという想像も許されるのではないでしょうか。目盛尺との関連が深いであろう
物差としての鞘箱型滑り挟み尺、そしてバーニヤ目盛を付すことにより測定精度を向上させたノギス、
さらにダイヤルノギスからカウントノギス、そしてディジタル
ノギスへ発展してきたことについて見てまいりました。その発展過程において、ハイトゲージ及びデプス
ゲージが生じたことについても触れました。ノギスは工業製品の大きさなどの維持、はめ合わされる機械
部品の関係など工業の近代化の礎としての役割をマイクロメータと共に果たしてきています。
我が国においてのノギスは、欧米に遅れることなく江戸時代末に加賀の大野規周が開発し、またその父
大野規行がダイヤゴナル目盛ノギスを開発して、用いられてきたことについては誇れることです。バーニヤ
目盛がないとしても滑り挟み尺が鉄砲鍛冶において伝えられ使われてきていたことも合わせて見てきました。バーニヤ目盛については江戸時代後期に入った頃に、その目盛を備えた測量・観測機器を讃岐の久米通賢が実現したことも知ることができました。それらが個々の匠の技としての伝承とも絡み、ノギスの広い
普及には、国自体の近代化との関連が必要であったことも知りました。社会におけるニーズの如何が測定機器の発展における大きな要素であることは、マイクロメータの発展の歴史に照合されることであります。
現在においては、中国の生産との関係を十分考慮した対応が必要になっている時期です。
ここに述べたことが、精密測定を始め機械工業に何らかのお役に立てれば幸いです。

North Carolina at Charlotte. USA）の御世話になりました。主としてアメリカのノギス及び古い時代のカタロ
グに関してはMitutoyo America Corporation（アメリカ
ミツトヨ）の顧問 須賀信夫氏によるところが大きいものがあります。ここに記して各位に深く感謝いたします。

謝 辞
ノギスに関する用語の問題及びブラウン・シャープ
社によるアメリカ初の製作についての関連した記述においては、元ミツトヨ顧問 宮崎正吉氏の記述を借引用させて頂くことについて、御遺族の御好意ある御許可を頂きました。
フランスの初めてのノギスについては
三重県四日市市 秤乃館 小林健蔵館長の御好意により、また、その写真撮影については元ミツトヨ社員 柴山
敏伸氏の助けによります。
日本の初めての滑り挟み尺及びノギスに関しては、測長具収集家である梶原利夫
産業考古学者から教えを頂きました。大野規周のノギスを用いた測定については、福井市立郷土歴史博
物館 西村英之副館長、高瀬裕美学芸員にお世話になりました。鉄砲鍛冶国友藤八の滑り挟み尺に関しては、
トヨタ テクノミュージアム産業技術記念館 学フラ芸企画グループ 藤山徹氏にお世話になりました。
ンスのダイヤゴナル目盛ノギスについてはアメリカの
ノース・カロライナ大学シャーロット校の精密工学 ホッケン教授（Prof. Dr. Robert J. Hocken, The University of

53

文 献

15. むすび・謝辞

表3 ノギスの起こりと発展並びに関連事項の推移
西暦 年

0009 年
1542 年
1631 年
1783（天明3）年
1791（寛政3）年
1806（文化3）年
1833 年
1840 年事

項

中国（新）王莽 滑り挟み尺（歴史博物館, 胡宮博物館所蔵）開発
ヌネッシュ（Pedro Nunez, ポルトガル）目盛細分化の一方法の提案
バーニヤ（Pierre Vernier, 仏）副尺バーニヤ目盛の発明
本木良永 象限儀用法（含バーニヤ理論）を日本語に翻訳
オランダ 八分儀（備バーニヤ目盛）を幕府に献上
讃岐の久米榮左衛門通賢 バーニヤ目盛付地平儀製作, 続いてバーニヤ目盛付八分儀象限儀製作
ブラウン・シャープ社（Brown & Sharpe Mfg.Co.,米）創業（Steel Rules & Tools 製作）
フランス 砲兵工場 表ミリメートル単位, 裏プース単位のバーニヤ目盛付滑り挟み尺であるノギス開発（Vernier calliper,
秤乃館所蔵）
し,使用．その頃 フランス 鞘箱型滑り挟み尺（簡易ノギス）も作成
年頃 加賀の大野弥三郎規行 ダイアゴナル目盛最小読取値0.1厘,測定範囲 5寸,本尺展開により1尺物差となるノギス開発
1843（天保14）
パーマ（L. J. Palmer,仏）マイクロメータ（Ｍicrometer calliper）発明
1848 年
ブラウン・シャープ社 0.001 in 読みノギス開発
1851 年
アメリカ使節ペリー浦賀に来る
1853 年
1855（安政2）年 長浜の国友藤八 黄銅滑り挟み尺を製作し河内国狭山藩北条家近江物頭林外守に納入
長崎製鉄所 オランダ指導により建設, オランダより工作機械十数台 長崎製鉄所へ輸入
1857 年
1858（安政5）年頃 加賀の大野弥三郎規周 バーニヤ目盛により最小読取値0.1 mm 最大目盛値150 mm 測定範囲130 mm ノギス（裏面寸・分目盛）開発
カール・マール社（Carl Mahr Esslingen a.N.独）創業
1861 年
シップ社（Societe Genevoise dʼInstruments de Physique,スイス）創業
1862 年
大政奉還 王政復古明治に入る, パリ万国博覧会開催（パーマのマイクロメータをブラウン・シャープ社持帰る）
1867 年
スターレット社（L.S.Starrett Co.,米）創業,（Steel Rules & Tools, 滑り挟み尺及びノギス開発)
1880 年
ローガン（John Logan, 米）
ダイヤルゲージ発明
1883 年1890（明治23）年 日本国メートル原器到着, 翌年度量衡法（メートル原器を基にした尺貫法（尺単位の確定））公布
モーゼル社（Mauser,独）,エタロン社（Etalon,スイス）創業, ヨハンソン ブロックゲージ発明
1896 年
ローコ社（Rawco Co.英）及びアドルフ・ファイファー商社（Adolf Pfeiffer, 独）内外深多目的コロンブスノギス開発取扱
1900 年頃
1903（明治36）年 第5回内国勧業博覧会（於大阪天王寺）にブロックゲージ,マイクロメータ,ノギス等欧米より持込まれ展示
大谷（大阪市南区順慶町）同内国勧業博覧会にノギスを製作しパスやスコヤなど工具と共に展示
東京高等工業高校（現東京工業大学）で米国人フランシス教授がノギス使用
アドルフ・ファイファー商社 デプスゲージ及び罫書きハイトゲージ販売
1905 年頃
ヨハンソン社（AB C.E.Johansson,スウェーデン）創業（ブロックゲージ発明1896年）
1911 年
1917 年(株)園池製作所 マイクロメータ開発, 1914〜1918年 第一次世界大戦
ブラウン・シャープ社 歯厚ノギス開発
1920 年頃
1930（昭和5）年 (株)田島製作所（当時 松尾度器）ノギス開発
1934 年(株)三豊製作所（現ミツトヨ）創業
日中戦争始まる1937 年1938 年(株)中村製作所 ほかノギス開発
太平洋戦争（第二次世界大戦）始まる
1941 年
日本度量衡法において直尺の一種として扱っていた滑り挟み尺を独立させノギスとして認定, 第二次世界大戦終結
1945 年1949 年(株)三豊製作所 ノギス開発し, 溝の口工場生産開始（ʻ52年宇都宮生産）
1951（昭和26）年 度量衡法改正計量法となる（1959年１月１日よりメートル法に統一）サンフランシスコ講和条約締結
日本工業規格JIS B 7507: ノギス制定
1954 年
モーゼル社（Mauser-messzeug.独）ヘリオス社（Helios Co.独）
ダイヤルノギス開発, 日本工業規格JIS B7517 ハイトゲージ,
1960 年JIS B 7518 デプスゲージ制定
1962 年(株)三豊製作所 ダイヤルノギス開発
テサ社（スイス,Tesa）インクリメンタルディジタルノギス（光電式）開発
1977 年
スウェーデン王立研究所アンデルモ（Ingvar Andermo 静電容量式インクリメンタルディジタルノギス発明, ヨハンソン社商品化
シルバック社（Silvac Co.,スイス）インクリメンタルディジタルノギス独自に開発し, 販売
1978 年
1983 年(株)ミツトヨ インクリメンタルディジタルノギス開発, 生産開始
米国にMicro Encoder Inc.（社長 Ingvar Andermo）ミツトヨにより設立
1986 年
1988 年(株)ミツトヨ ソーラ式インクリメンタルディジタルノギス開発
1993 年(株)ミツトヨ アブソリュートディジタルノギス開発
アンデルモ, マツレリ
（ I. Andermo, K. Mazreliez）電磁誘導式位置検出装置発明,
1997 年(株)ミツトヨ IP54クーラントプルーフアブソリュートディジタルノギス開発
2000 年(株)ミツトヨ IP65 クーラントプルーフアブソリュートディジタルノギス開発
ブラウン・シャープ社,テサ社はヘキサゴン社（Hexisagon,スウェーデン）の傘下に入る
2001 年
2002 年(株)ミツトヨ IP67 クーラントプルーフアブソリュートディジタルノギス開発
2011 年
ISO13385-1 GPS Dimens.meas.equip.Part 1：Callipers-Design and metrological characteristics制定
シルバック社 IP67 クーラントプルーフマイクロメータ アブソリュートディジタルノギス販売
2012 年

541) ISO 13385-2 : Geometrical product specifications(DPS) ̶ Dimensional measuring equipment − Part
2 : Calliper depth gauges – Design and metrologicalcharacteristics, 2011-07-15
2) ISO/FDIS 3611 Geometrical product specifications (DPS)̶ Dimensional measuring equipment − Micrometers
for External measurement – Design and metrologicalrequirements3) 宮崎正吉：測定器のルーツをたずねて−ノギス、機
（株）
ミツトヨ、
ミツトヨ
械と工具、
（1979-10）, 14；同、博物館、（1990）,84) JIS B 7507：1979、ノギス、解説
5) 松本榮壽：細密読み取りダイアゴナル目盛の歴史、計量史研究、26-1（2004）, 616) JIS B 7507：1993 ノギス、47) 丘光明編著：中国歴代度量衡考、科学出版社、北京、（1992）、見開グラビヤ及び20
8) 唐肇川著、加島淳一郎訳：ノギスの発展の推移、計量史研究、27-1（2005）, 439) 上野滋：長さ測定器の歴史2、ノギス、ツールエンジ
ニア、1982-08号、70
10) 小泉袈裟勝：度量衡の歴史、工業技術院中央計量検定所、（1961）,7
コンラッドヘルマン著、
松本榮壽訳：中国古代
11) 丘光明、
度量衡における黄鐘律管と累黍、計量史研究、28-1（2006）, 3712) Qiu G. and K. Herrmann：The role of the Huangzhong
standard pipes and of millet grains in the metrology ofancient China,、計量史研究、28-1（2006）, 9113) 沢辺雅二：精密測定の歴史Ｉ、長さの単位と標準の変遷、精密工学会精密工学基礎講座（Web）,
2009-11-24, 6
ミツトヨ ミツトヨ博物館：箱形ノギス、ミツトヨ
14)（株）
コレクション改訂3版、（2007）,215) 小泉袈裟勝：度量衡の歴史、工業技術院中央計量
検定所、
（株）
コロナ社、
（1961）,
16) 宮崎正吉：マイクロメータの歴史、日本機械学会誌、
85- 769（1982）, 135817) 宮崎正吉：測定器のルーツをたずねて−マイクロ（株）ミツメータ、機械と工具、（1979-7）, 81、及び同、（1990）
トヨ ミツトヨ博物館、,118) 上野滋：測長用精密測定機器の変遷、日本機械学会誌、85- 764（1982）, 752
19) 沢辺雅二：精密測定の歴史2、マイクロメータの起こりと変遷、精密工学会精密工学基礎講座（Web）,（2010-11-16）,320) 高田誠二、坂手弘明、小宮勤一、大綱功：明治以後の枡の容量の整合化過程、計量史研究、33-1（2011）, 2921) 大網功 文献20）に関連しているがデータは私信による
22) Brown & Sharpe Mfg. Co.：Small Tools Catalog,
No.31A（1929）, 112
ミツトヨ ミツトヨ博物館：ミツトヨコレクション
23)（株）（2007）
改訂3版、, 7〜5224) Brown & Sharpe Mfg. Co.：Small Tools Catalog, No.29（1924）, 84, 89〜92, 123~133
25) Brown & Sharpe Mfg. Co.：Small Tools Catalog,, 68, 73〜76, 108〜113
No.31A（1929）
26) Brown & Sharpe Mfg. Co.：Small Tools Catalog, No.32（1935）, 80, 85~88, 122〜126
27) Brown & Sharpe Mfg. Co.：The Shop Tool Manual,No.2（1964）, 45, 54〜57
28) Brown & Sharpe Mfg. Co.：The Shop Tool Manual,
No.76（1976）, 86〜9329) L. S. Starrett Co.：Fine Mechanical Tools, Catalog,
No.24（1927）, 22〜26, 106〜12330) L. S. Starrett Co.：Fine Mechanical Tools, Catalog,
No.25（1930）, 26〜30, 111〜119
31) L. S. Starrett Co.：Precision Tools, Gage and Saws, No.
28（1979）, 93~99, 121〜123
32) Adolf Pfeiffer, Mannheim：Werkzeuge und WerkzeugKaschinen, Hanptkatalog, B Ⅲ（1905）, 34, 84,85,33) Lufkin Rule Co.：General Catalog No.14,（1958）：
34) Stanley Rule & Level Co. Stanley Tools Catalogue No.34（1920）, 1535) Ted Crum Collection. France.
：Fine Mechanical Tools
36) 近常商店（Kintsune Shouten）& Watch Materials,（1922）, 19, 2037) F. H. Rolt：Gauges and Fine Measurements、Vol.2、Mechnical and Co., Ltd. London,（1929）, 6938) Fujita Masaru Co. Tokyo：Carl Mahr G.m.b.H.. HighClass Precision Tools, Gauges. Catalog,（1931）,539) Carl Mahr G.m.b.H..：Feinmesszeuge Katalog, 52 M,（1935）, 7〜3140) Mauser-Messzeug G.m.b.H.：Feinmesszeug Katalog,（1961）, 4〜1541) Schuchardt & Schutte A. G. ,Berlin：Zeiss Measuring
Instruments、C920（1928）, 47（株）（1937）、, 2942) 青木保：精密測定及計測機器、丸善
43) 日本機械学会編：新・機械技術史、日本機械学会、（2010-12）, 382（2000-12）,244) 前田清志：日本の機械遺産、オーム社、
45) 楠本寿一：長崎製鉄所―日本近代工業の創始、中
公新書、中央公論社、（1990）
46) 沢辺雅二：精密測定の歴史、I長さの単位と標準の変遷、精密工学会精密工学基礎講座（Web 記載）,（2009-11-24）, 1547) 小泉袈裟勝、度量衡の歴史、工業技術院中央計量
検定所、
（株）
コロナ社、
（1961）, 16448) 梶原利夫：松平春嶽のノギス、産業考古学会第25回（2011）（2001年度）総会研究発表講演論文集、, 3349) 矢島祐利：本邦に於ける初期の物理学的研究、科学史研究、第2号（1942-06）50) 小泉袈裟勝、度量衡の歴史、工業技術院中央計量
検定所、
（株）
コロナ社、
（1961）, 3751) 土田康秀、山田研治、唐沢進太郎、小川博：大野弥三郎規行・大野弥三郎規周系尺度の研究 −真田−、
日本計量史学会大宝物館所蔵の尺度（第 2 報）会2011講演予稿集（2011）, 5752) 沢辺雅二：大野弥三郎規周製作のノギスの性能、計量史研究, 34-1（2012）, 11353) 岩田重雄：中国における尺度の変化、計量史研究、

1-2(1979), 1

55

マイクロメータ進化の歴史、ゲージブロック物語の紹介

文 献54) 岩田重雄：中国・朝鮮・日本の長さ標準（第 1 報）
300B.C.~A.D.1700、計量史研究、16-1(1994), 43（200655) 国立歴史民族博物館：歴史の中の鉄砲伝来、
10）, 7456) トヨタテクノミュージアム産業技術記念館：トヨタ（2010）
コレクション、113 測量器具・図引用具、,
7657) 西田八郎：ノギス、朝永良夫編集委員長；工場測定、
日刊工業新聞社、（1962）
器講座（1）, 1158) 日本精密測定機器工業会：未久路、創立20周年記
念誌、（1974）, 3459) 日本精密測定機器工業会：未久路、創立30周年記
念誌、（1984）, 2060) 日本精密測定機器工業会：未久路、創立50周年記
念誌、（2004）, 2261) Societe Genevoise d ʼ Instruments de Physique：As
Eighty Years Went By・・・、History of the Societe、1946）
Genevoise dʼInstruments de Physique（, 29〜37
62) Societe Genevoise d'Instruments de Physique： SIP（1962）
History 1862-1962、, 1063) 東京都計量検定所：東京の計量100年、東京の計量器製造、修理業者、（1976）
64) 工業技術院中央計量検定所：中央計量検定所50年
史、
コロナ社、（1961）, 5665) Etalon, Switzerland, Precision Measuring Tools,,7
Catalog, No.155（1956）,
66) Mauser-Masseug G.m.b.H.：Feinmesszeuge,（1961）
14
三豊製作所：50年史、（1985）, 173
67)（株）
68) JIS B 7507:1954 ノギス
69) 五十嵐明：ノギス、測定誤差はなぜでるか、1 。

ラインにおける寸法測定、ジャパンマシニスト社、（1971）, 4170) 今津、矢野：プラスチック製品のノギスによる寸法測定、合成樹脂、18-9（1972）,471) 沢辺雅二：プラスチック部品の寸法形状の精蜜測定法について、国立機関技術開発研究事業成果
普及発表会テキスト、プラスチック成形部品の寸法・形状測定に関する研究、中小企業庁、昭和 48
年11月（1973）, 131
三豊製作所：プラスチック製品専用測定器カタ72)（株）
ログ、No.4039, 1973, 2
三豊製作所：三豊ノギス・ハイトゲージカタロ
73)（株）
グ、No.23, 9版（1980）, 12, 2174)（株）三豊製作所：マイクロ付ノギス、カタログ、No.10203,（1962）,175) JIS B 7517：1960 ハイトゲージ
76) JIS B 7518：1960 デプスゲージ
77)（株）三豊製作所：三豊直読ハイトゲージカタログ、No.192-101（1971）
,1
（株）
三豊製作所
：
デジマチックハイトゲージ
HDカ
78)
タログ（1982）, 3；新製品ニュース、強力形デジマ
チックハイトゲージHHD30（1982）,1
ミツトヨ：精密測定機器・総合カタログ、No.13-34
79)（株）（2000）, 190

5680) 松 代 正 三 、遠 藤 大 海 、沢 辺 雅 二 、下 田 靖 雄 、

五十嵐正裕：差動変圧器を利用したディジタルマイ
クロメータ、中央計量検定所報告、
5-4（1956）, 337
三豊製作所、三豊シルバック10、総合カタログ、
81)（株）（1982）
No.13-17、, 97、82) Hans U. Meyer：測定装置、CH4241/72（1972-03-22）
特許公報昭56-23090（1981-05-29）
83) Hans U. Meyer：容量製の長さ及び角度測定方法、、特許公報平2-41685
CH8600/ 80-0（1980-11-21）（1990-09-19）84) Ingvar Andermo：可動部品の相対的位置測定装置、、特許公報昭 64-11883
SE7714010-1（1977-12-09）（1989-02-27）
ミツトヨ ミツトヨ博物館：ミツトヨコレクション
85)（株）（2012）
改訂4版、, 68：Instruments and systems for quality
86) テサ精密（株）（
assurance, Doc. No.103.012.8610（ J ）, 1988）1.1
（株）
ミツトヨ
：
精密測定機器・
総合カタログ、
No.13-28
87)（1990）, 247
ミツトヨ：精密測定機器・総合カタログ、No.13-30
88)（株）（1993）, 11889) Ingvar Andermo, Tracy Hanley：光と容量を合わせた、特
絶対位置検出装置、US07/661840（1991-02-26）
許第2809545号（1998-07-31）
90)下村俊隆雄、佐々木康二、Ingver Andermo、玉口康
夫：アプソリュートリニアエンコーダの開発、精密工学会誌、61（1995）, 140591) 桐山哲郎、下村俊隆、Ingvar Andermo、山口康夫：アブソリュートリニアエンコーダの開発、精密工学会
誌、61-10（1995）, 140592) I. Andermo, T. Shimomura, T. Kiriyama, Y. Yamaguchi：

An Absolute Linear Encoder Utilizing a Combination of
Capacitive and Optical Encoder Technology, Int. J. of
Japan Soc. Prec. Engg., 29-1（1995）, 1493) Ingvar Andermo, Karl Mazreliez：誘導型位置検出装、特許第3366855 号
置、US08/834432（1997-04-16）（2002-11-01）
ミツトヨ：精密測定機器・総合カタログ、No.13-35
94)（株）（2001）, 118
ミツトヨ：精密測定機器・総合カタログ、No.13-36
95)（株）（2004）, 120
エー・アンド・デイ：総合カタログ、電子計量計
96)（株）
測機器ライフ、（2007）：Hexagon Metrology, TESA,；スタン97) テサ精密（株）
ダード・ゲージ、精密測定機器カタログ；Standard
Gage Catalog,（April 2012）
, 10
テサ精密
（株）
：
テサカタログ、
ディジタルノギス製品
98)
情報；TESA Technology,（2012）,1：シルバック社カタログ-12；99) 石田プレシジョン（株）
Sylvac SA , Catalogue-12,（2012）, 8 & 10100) ISO 13385-1：2011 Geometrical product specification(GPS) ―― Dimensional measuring equipment ―― Part 1：Callipers ―― Design and metrologicalcharacteristics
本稿受付：2013年6月3日

マイクロメータ進化の歴史
R257

ゲージブロック物語
Catalog No. 12016

執筆者：株式会社ミツトヨ
顧問 工学博士 沢辺 雅二

57

本社

川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒 213-8533

仙台営業所 (022)231-6881

郡山営業所 (024)931-4331

東京営業所 (03)3452-0481

厚木営業所 (046)226-1020

伊勢崎営業所 (0270)21-5471
安城営業所 (0566)98-7070

金沢営業所 (076)222-1160
岡山営業所 (086)242-5625

センシング営業課 (044)813-8236

カスタマーサポートセンタ (0570)073214

2021年12月第4版発行
発行：株式会社ミツトヨ

ホームページアドレス https://www.mitutoyo.co.jp
宇都宮営業所 (028)660-6240

水戸営業所 (029)303-5371

諏訪営業所 (0266)53-6414

浜松営業所 (053)464-1451

さいたま営業所 (048)667-1431

新潟営業所 (025)281-4360

中部オートモーティブ営業所 (0566)98-7070

名古屋営業所 (052)741-0382

大阪営業所 (06)6613-8801
広島営業所 (082)427-1161
地震機器課 (044)455-5021

神戸営業所 (078)924-4560

福岡営業所 (092)411-2911

川崎営業所 (044)813-1611
岐阜営業所 (052)741-0382

京滋営業所 (077)569-4171

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。

000 2112(4)X-(PA)X140