プロダクトニュース

生産終了商品のお知らせ

発行日
2024 年 3 月 1 日
No. 2024040C

生産終了商品

推奨代替商品

温度調節器（デジタル調節計）

温度調節器（デジタル調節計）

E5AN-HTシリーズ
E5EN-HTシリーズ
E5CN-HTシリーズ

E5AC-Tシリーズ
E5EC-Tシリーズ
E5CC-Tシリーズ■最終受注年月2025年3月末■最終出荷年月2025年6月末■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点
・補助出力リレーの定格電流が生産終了商品：3Aから推奨代替商品：2Aに変更となります。
・制御出力に関して、生産終了商品のうちE5AN-HT/E5EN-HTでは任意の出力ユニットを別途ご購入頂き、お客様で組み合わせて出力仕様を実現しておりましたが、推奨代替商品E5AC-T/E5EC-Tでは購入時に必要な制御出力を組み込んだ状態での販売となります。このため現在ご使用の制御出力に相応する形式を、次ページに掲載しているE5AC-T/E5EC-Tの形式一覧および、推奨代替形式の一覧よりご選定いただけますようお願いいたします。なお
一部の出力ユニットを組み合わせてご使用の場合は、推奨代替品がございません。詳細は推奨代替商品の一覧をご確認ください。
・アナログ入力スケーリングが生産終了商品：－19999～30000から推奨代替商品：－1999～9999に変更となります。
・PID設定範囲が生産終了商品と推奨代替商品で異なります。詳細は本文「性能」項目にてご確認ください。
・警報設定範囲が生産終了商品：－19999～32400から推奨代替商品：－1999～9999に変更となります。

インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

20240109_DOP_00004

■E5AC-T/E5EC-T シリーズの形式一覧■生産終了商品との相違点
推奨代替商品形式

本体の色

外形寸法

配線接続

取付寸法

定格性能

動作特性

操作方法

E5AC-Tシリーズ

◎

○

◎

◎

○

◎

○

E5EC-Tシリーズ

◎

○

◎

◎

○

◎

○

E5CC-Tシリーズ

◎

○

◎

◎

○

◎

○

◎ ： 互換○ ： ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
× ： 変更大－ ： 該当する仕様がありません

2

■生産終了商品と推奨代替商品
生産終了商品E5AN-HTAA2HB AC100-240

E5AN-HTAA2HBD AC/DC24

E5AN-HTAA2HH01B-FLK AC100-240

E5AN-HTAA2HH01BD-FLK AC/DC24

E5AN-HTAA2HH01BF-FLK AC100-240

E5AN-HTAA2HH02B-FLK AC100-240

E5AN-HTAA2HH02BD-FLK AC/DC24

推奨代替商品標準価格（￥）

E5AC-TCQ4ASM-008

63,500E5AC-TQQ4ASM-008

61,000E5AC-TQR4ASM-008

61,000E5AC-TQX4ASM-008

58,500E5AC-TRR4ASM-008

61,000E5AC-TRX4ASM-008

58,500E5AC-TCQ4DSM-008

63,500E5AC-TQQ4DSM-008

61,000E5AC-TQR4DSM-008

61,000E5AC-TQX4DSM-008

58,500E5AC-TRR4DSM-008

61,000E5AC-TRX4DSM-008

58,500E5AC-TCQ4ASM-020

68,500E5AC-TQQ4ASM-020

66,000E5AC-TQR4ASM-020

66,000E5AC-TQX4ASM-020

63,500E5AC-TRR4ASM-020

66,000E5AC-TRX4ASM-020

63,500E5AC-TCQ4DSM-020

68,500E5AC-TQQ4DSM-020

66,000E5AC-TQR4DSM-020

66,000E5AC-TQX4DSM-020

63,500E5AC-TRR4DSM-020

66,000E5AC-TRX4DSM-020

63,500E5AC-TCQ4ASM-020

68,500E5AC-TQQ4ASM-020

66,000E5AC-TQR4ASM-020

66,000E5AC-TQX4ASM-020

63,500E5AC-TRR4ASM-020

66,000E5AC-TRX4ASM-020

63,500E5AC-TCQ4ASM-020

68,500E5AC-TQQ4ASM-020

66,000E5AC-TQR4ASM-020

66,000E5AC-TQX4ASM-020

63,500E5AC-TRR4ASM-020

66,000E5AC-TRX4ASM-020

63,500E5AC-TCQ4DSM-020

68,500E5AC-TQQ4DSM-020

66,000E5AC-TQR4DSM-020

66,000E5AC-TQX4DSM-020

63,500E5AC-TRR4DSM-020

66,000E5AC-TRX4DSM-020

63,5003

生産終了商品

E5AN-HTAA2HH02BF-FLK AC100-240

E5AN-HTAA2HH03B-FLK AC100-240

E5AN-HTAA2HH03BD-FLK AC/DC24

E5AN-HTAA2HH03BF-FLK AC100-240

E5AN-HTAA2HHBB AC100-240

E5AN-HTAA2HHBBF AC100-240

E5AN-HTAA2HHBBFD AC/DC24

推奨代替商品標準価格（￥）

E5AC-TCQ4ASM-020

68,500E5AC-TQQ4ASM-020

66,000E5AC-TQR4ASM-020

66,000E5AC-TQX4ASM-020

63,500E5AC-TRR4ASM-020

66,000E5AC-TRX4ASM-020

63,500E5AC-TCQ4ASM-020

68,500E5AC-TQQ4ASM-020

66,000E5AC-TQR4ASM-020

66,000E5AC-TQX4ASM-020

63,500E5AC-TRR4ASM-020

66,000E5AC-TRX4ASM-020

63,500E5AC-TCQ4DSM-020

68,500E5AC-TQQ4DSM-020

66,000E5AC-TQR4DSM-020

66,000E5AC-TQX4DSM-020

63,500E5AC-TRR4DSM-020

66,000E5AC-TRX4DSM-020

63,500E5AC-TCQ4ASM-020

68,500E5AC-TQQ4ASM-020

66,000E5AC-TQR4ASM-020

66,000E5AC-TQX4ASM-020

63,500E5AC-TRR4ASM-020

66,000E5AC-TRX4ASM-020

63,500E5AC-TCQ4ASM-020

68,500E5AC-TQQ4ASM-020

66,000E5AC-TQR4ASM-020

66,000E5AC-TQX4ASM-020

63,500E5AC-TRR4ASM-020

66,000E5AC-TRX4ASM-020

63,500E5AC-TCQ4ASM-020

68,500E5AC-TQQ4ASM-020

66,000E5AC-TQR4ASM-020

66,000E5AC-TQX4ASM-020

63,500E5AC-TRR4ASM-020

66,000E5AC-TRX4ASM-020

63,500E5AC-TCQ4DSM-020

68,500E5AC-TQQ4DSM-020

66,000E5AC-TQR4DSM-020

66,000E5AC-TQX4DSM-020

63,500E5AC-TRR4DSM-020

66,000E5AC-TRX4DSM-020

63,5004

生産終了商品

推奨代替商品標準価格（￥）

E5AC-TCQ4ASM-020

68,500E5AC-TQQ4ASM-020

66,000E5AC-TQR4ASM-020

66,000E5AC-TQX4ASM-020

63,500E5AC-TRR4ASM-020

66,000E5AC-TRX4ASM-020

63,500E5AC-TCQ4DSM-020

68,500E5AC-TQQ4DSM-020

66,000E5AC-TQR4DSM-020

66,000E5AC-TQX4DSM-020

63,500E5AC-TRR4DSM-020

66,000E5AC-TRX4DSM-020

63,500E5CN-HTC2 AC100-240

E5CC-TCX3ASM-000

34,000E5CN-HTC201-FLK AC100-240

E5CC-TCX3ASM-004

45,500E5CN-HTC201D-FLK AC/DC24

E5CC-TCX3DSM-004

45,500E5CN-HTC203-FLK AC100-240

E5CC-TCX3ASM-004

45,500E5CN-HTC203D-FLK AC/DC24

E5CC-TCX3DSM-004

45,500E5CN-HTC2B AC100-240

E5CC-TCX3ASM-004

45,500E5CN-HTC2BD AC/DC24

E5CC-TCX3DSM-004

45,500E5CN-HTC2BF AC100-240

E5CC-TCX3ASM-006

38,000E5CN-HTC2BFD AC/DC24

E5CC-TCX3DSM-006

38,000E5CN-HTC2D AC/DC24

E5CC-TCX3DSM-000

34,000E5CN-HTQ2 AC100-240

E5CC-TQX3ASM-000

30,500E5CN-HTQ2BF AC100-240

E5CC-TQX3ASM-006

34,000E5CN-HTQ2BFD AC/DC24

E5CC-TQX3DSM-006

34,000E5CN-HTQ2D AC/DC24

E5CC-TQX3DSM-000

30,500E5CN-HTQ2H01-FLK AC100-240

E5CC-TQX3ASM-002

42,000E5CN-HTQ2H01D-FLK AC/DC24

E5CC-TQX3DSM-002

42,000E5CN-HTQ2H03-FLK AC100-240

E5CC-TQX3ASM-002

42,000E5CN-HTQ2H03D-FLK AC/DC24

E5CC-TQX3DSM-002

42,000E5CN-HTQ2HB AC100-240

E5CC-TQX3ASM-001

33,000E5CN-HTQ2HBD AC/DC24

E5CC-TQX3DSM-001

33,000E5CN-HTQ2HH03-FLK AC100-240

E5CC-TQX3ASM-003

43,500E5CN-HTQ2HH03D-FLK AC/DC24

E5CC-TQX3DSM-003

43,500E5CN-HTR2 AC100-240

E5CC-TRX3ASM-000

30,500E5CN-HTR2BF AC100-240

E5CC-TRX3ASM-006

34,000E5CN-HTR2BFD AC/DC24

E5CC-TRX3DSM-006

34,000E5CN-HTR2D AC/DC24

E5CC-TRX3DSM-000

30,500E5CN-HTR2H01-FLK AC100-240

E5CC-TRX3ASM-002

42,000E5CN-HTR2H01D-FLK AC/DC24

E5CC-TRX3DSM-002

42,000E5CN-HTR2H03-FLK AC100-240

E5CC-TRX3ASM-002

42,000E5CN-HTR2H03D-FLK AC/DC24

E5CC-TRX3DSM-002

42,000E5CN-HTR2HB AC100-240

E5CC-TRX3ASM-001

33,000E5CN-HTR2HBD AC/DC24

E5CC-TRX3DSM-001

33,000E5AN-HTAA2HHBF AC100-240

E5AN-HTAA2HHBFD AC/DC24

5

生産終了商品

推奨代替商品標準価格（￥）

E5CN-HTR2HH03-FLK AC100-240

E5CC-TRX3ASM-003

43,500E5CN-HTR2HH03D-FLK AC/DC24

E5CC-TRX3DSM-003

43,500E5CN-HTV2 AC100-240

推奨代替商品はありません。

-

E5CN-HTV201-FLK AC100-240

推奨代替商品はありません。

-

E5CN-HTV201D-FLK AC/DC24

推奨代替商品はありません。

-

E5CN-HTV203-FLK AC100-240

推奨代替商品はありません。

-

E5CN-HTV203D-FLK AC/DC24

推奨代替商品はありません。

-

E5CN-HTV2B AC100-240

推奨代替商品はありません。

-

E5CN-HTV2BD AC/DC24

推奨代替商品はありません。

-

E5CN-HTV2BF AC100-240

推奨代替商品はありません。

-

E5CN-HTV2BFD AC/DC24

推奨代替商品はありません。

-

E5CN-HTV2D AC/DC24

推奨代替商品はありません。

-

E5EN-HTAA2HB AC100-240

E5EN-HTAA2HBD AC/DC24

E5EN-HTAA2HH01B-FLK AC100-240

E5EN-HTAA2HH01BD-FLK AC/DC24

E5EN-HTAA2HH01BF-FLK AC100-240

E5EC-TCQ4ASM-008

51,000E5EC-TQQ4ASM-008

48,500E5EC-TQR4ASM-008

48,500E5EC-TQX4ASM-008

45,500E5EC-TRR4ASM-008

48,500E5EC-TRX4ASM-008

45,500E5EC-TCQ4DSM-008

51,000E5EC-TQQ4DSM-008

48,500E5EC-TQR4DSM-008

48,500E5EC-TQX4DSM-008

45,500E5EC-TRR4DSM-008

48,500E5EC-TRX4DSM-008

45,500E5EC-TCQ4ASM-020

56,000E5EC-TQQ4ASM-020

53,000E5EC-TQR4ASM-020

53,000E5EC-TQX4ASM-020

51,000E5EC-TRR4ASM-020

53,000E5EC-TRX4ASM-020

51,000E5EC-TCQ4DSM-020

56,000E5EC-TQQ4DSM-020

53,000E5EC-TQR4DSM-020

53,000E5EC-TQX4DSM-020

51,000E5EC-TRR4DSM-020

53,000E5EC-TRX4DSM-020

51,000E5EC-TCQ4ASM-020

56,000E5EC-TQQ4ASM-020

53,000E5EC-TQR4ASM-020

53,000E5EC-TQX4ASM-020

51,000E5EC-TRR4ASM-020

53,000E5EC-TRX4ASM-020

51,0006

生産終了商品

E5EN-HTAA2HH02B-FLK AC100-240

E5EN-HTAA2HH02BD-FLK AC/DC24

E5EN-HTAA2HH02BF-FLK AC100-240

E5EN-HTAA2HH03B-FLK AC100-240

E5EN-HTAA2HH03BD-FLK AC/DC24

E5EN-HTAA2HH03BF-FLK AC100-240

E5EN-HTAA2HHBB AC100-240

推奨代替商品標準価格（￥）

E5EC-TCQ4ASM-020

56,000E5EC-TQQ4ASM-020

53,000E5EC-TQR4ASM-020

53,000E5EC-TQX4ASM-020

51,000E5EC-TRR4ASM-020

53,000E5EC-TRX4ASM-020

51,000E5EC-TCQ4DSM-020

56,000E5EC-TQQ4DSM-020

53,000E5EC-TQR4DSM-020

53,000E5EC-TQX4DSM-020

51,000E5EC-TRR4DSM-020

53,000E5EC-TRX4DSM-020

51,000E5EC-TCQ4ASM-020

56,000E5EC-TQQ4ASM-020

53,000E5EC-TQR4ASM-020

53,000E5EC-TQX4ASM-020

51,000E5EC-TRR4ASM-020

53,000E5EC-TRX4ASM-020

51,000E5EC-TCQ4ASM-020

56,000E5EC-TQQ4ASM-020

53,000E5EC-TQR4ASM-020

53,000E5EC-TQX4ASM-020

51,000E5EC-TRR4ASM-020

53,000E5EC-TRX4ASM-020

51,000E5EC-TCQ4DSM-020

56,000E5EC-TQQ4DSM-020

53,000E5EC-TQR4DSM-020

53,000E5EC-TQX4DSM-020

51,000E5EC-TRR4DSM-020

53,000E5EC-TRX4DSM-020

51,000E5EC-TCQ4ASM-020

56,000E5EC-TQQ4ASM-020

53,000E5EC-TQR4ASM-020

53,000E5EC-TQX4ASM-020

51,000E5EC-TRR4ASM-020

53,000E5EC-TRX4ASM-020

51,000E5EC-TCQ4ASM-020

56,000E5EC-TQQ4ASM-020

53,000E5EC-TQR4ASM-020

53,000E5EC-TQX4ASM-020

51,000E5EC-TRR4ASM-020

53,000E5EC-TRX4ASM-020

51,0007

生産終了商品

E5EN-HTAA2HHBBF AC100-240

E5EN-HTAA2HHBBFD AC/DC24

E5EN-HTAA2HHBF AC100-240

E5EN-HTAA2HHBFD AC/DC24

推奨代替商品標準価格（￥）

E5EC-TCQ4ASM-020

56,000E5EC-TQQ4ASM-020

53,000E5EC-TQR4ASM-020

53,000E5EC-TQX4ASM-020

51,000E5EC-TRR4ASM-020

53,000E5EC-TRX4ASM-020

51,000E5EC-TCQ4DSM-020

56,000E5EC-TQQ4DSM-020

53,000E5EC-TQR4DSM-020

53,000E5EC-TQX4DSM-020

51,000E5EC-TRR4DSM-020

53,000E5EC-TRX4DSM-020

51,000E5EC-TCQ4ASM-020

56,000E5EC-TQQ4ASM-020

53,000E5EC-TQR4ASM-020

53,000E5EC-TQX4ASM-020

51,000E5EC-TRR4ASM-020

53,000E5EC-TRX4ASM-020

51,000E5EC-TCQ4DSM-020

56,000E5EC-TQQ4DSM-020

53,000E5EC-TQR4DSM-020

53,000E5EC-TQX4DSM-020

51,000E5EC-TRR4DSM-020

53,000E5EC-TRX4DSM-020

51,0008

■本体の色生産終了商品E5□N-HTシリーズ

推奨代替商品E5□C-Tシリーズ

ケース色
E5AN-HT
ブラック

ケース色
E5AC-Tブラック

E5EN-HTブラック

E5EC-Tブラック

E5CN-HTブラック

E5CC-Tブラック

9

■取付寸法
生産終了商品E5□N-HTシリーズ

推奨代替商品E5□C-Tシリーズ

E5AN-HT

E5AC-T

E5EN-HT

E5EC-T

E5CN-HT

E5CC-T10

■端子配置／配線接続
生産終了商品E5□N-HTシリーズ

推奨代替商品E5□C-Tシリーズ

E5AN-HT
E5EN-HT

E5AC-T
E5EC-T

E5CN-HT

E5CC-T11■定格
生産終了商品E5AN-HT／E5EN-HTシリーズ

項目

推奨代替商品E5AC-T／E5EC-Tシリーズ

電源電圧

AC100～240V 50/60Hz
AC24V 50/60Hz/DC24V

同左

許容電圧変動範囲

電源電圧の85～110％

同左

AC100～240V時 ： 12VA
AC/DC24V時 ： 8.5VA（AC24V）/5.5W（DC24V）

消費電力

熱電対 ：
K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、B、 W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 ：Pt100、 JPt100
電流入力 ：
4～20mA、 0～20mA
電圧入力 ：
1～5V、 0～5V、 0～10V

入力

E5AC-T：
9.0VA以下（AC100～240V）、
5.6VA以下（AC24V）/ 3.4W以下（DC24V）
E5EC-T：
8.7VA以下（AC100～240V）、
5.5VA以下（AC24V）/ 3.2W以下（DC24V）
熱電対 ：K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、
B、C/W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 ：Pt100、 JPt100
非接触温度センサ（形ES1B） ：10 ～ 70 ℃ 、 60 ～ 120 ℃ 、 115 ～
165℃、 140～260℃
アナログ入力電流入力 ： 4～20mA、0～20mA
電圧入力 ： 1～5V、 0～5V、
0～10V

入力インピーダンス

電流入力150Ω以下、 電圧入力1M
Ω以上

同左

制御方式

ON/OFFまたは2自由度PID（オートチューニング付）

同左

1a AC250V 5A（抵抗負荷） 電気的
寿命10万回 最小適用負荷 5V
10mA（参考値）

リレー出力

制御出力

補助出力

電圧出力
（SSR駆動用）

出力ユニット方式

出力電圧 DC12V±20%（PNP） 最
大負荷電流40mA、 短絡保護回路
付き（制御出力2がある機種は最大負荷
電流21mA）

電流出力

DC4～20mA/DC0～20mA 負荷
500Ω以下 分解能 約10,000

リニア電圧出力

－

点数

最大2点

4点

出力仕様

リレー出力 1a AC250V 3A（抵抗負荷） 電気的寿命10万回 最小適用
負荷 5V 10mA

リレー出力 1a AC250V、4出力タイ
プ ： 2A（抵抗負荷）
電気的寿命10万回 最小適用負荷
5V 10mA（参考値）

12

点数

最大2点または4点（機種による ： イベ
ント入力B付きまたはBB付きタイプのみ）

2点、 4点、 および6点（機種による）

外部接点
入力仕様

有接点入力時 ： ON ： 1kΩ以下
OFF ： 100kΩ以上
無接点入力時 ： ON ： 残留電圧
1.5V以下 OFF ： 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 ： 約7mA（1接点あたり）

同左

演算式数

最大8

演算

論理演算 ： 以下の4パターンのいず
れかを選択可能。 各接点の反転あり。
（A and B） or（ C and D）、（ A orC） and（ B or D）、 A or B or C or
D、
A and B and C and D（A 、B、
C 、Dは入力4点）。
ディレー ： 上記論理演算結果にオンディレーまたはオフディレー可能。
設定時間 ： 0～9999秒または0～9999分
出力反転 ： 可能

同左

出力

1演算式あたり内部補助リレー1点

同左

内部補助
リレーの割付

内部補助リレー（簡易演算結果） 最大8点を以下に割付可能
補助出力、 制御出力、 イベント入力のいずれか同左

イベント入力簡易演算

最大1点（機種による ： 伝送出力F付きタイプ）
電流出力 ： DC4～20mA 負荷 ：600Ω以下 分解能 ： 4～20mA時
約10,000

伝送出力

リモートSP入力

設定方式

同左1点（機種による ： 伝送出力ありタイプ）
電流出力 ： DC4～20mA 負荷 ：500Ω以下 分解能 ： 約10,000
リニア電圧出力 ： DC1～5V 負
荷 ： 1kΩ以上 分解能 ： 約10,000

点数

1点

－

信号種類

電流入力 4～20mA（入力インピーダ
ンス150Ω±10%）－

アナログ入力スケーリングスケーリングした信号に対して、 工業
単位（EU）のスケーリング－19999～30000（表示は、 30000ス
パン以下）

－

精度

（ ±0.2%FS）±1ディジット以下

－

入力サンプ
リング周期

60ms

－

前面キーによるデジタル設定、 または
RSP入力

13

前面キーによるデジタル設定

指示方式

11セグメントデジタル表示および単発
光表示（7セグメント表示も可能）
文字高さ
E5AN-HT ： PV：15.8mm、 SV：
9.5mm、 MV：6.8mm
E5EN-HT ： PV：11.8mm、 SV：
8.1mm、 MV：5.8mm
3段表示 内容 ： PV/SV/プログラム
No.、 セグメントNo.
PV/SV/MV
PV/SV/セグメント残時間
桁数 ： PV、 SVとも5桁 MVは4桁

11セグメントデジタル表示および単発
光表示
文字高さ
E5AC-T ： PV：25.0mm、 SV：
15.0mm、 MV：9.5mm
3段表示。
E5EC-T ： PV：18.0mm、 SV：
11.0mm、 MV：7.8mm
内容 ： PV/SP/プログラムNo.・セグメ
ントNo.、セグメント残時間、操作量（バルブ開度）
桁数 ： 4桁

使用周囲温度-10~+55℃
3年保証時 ： -10~+50℃

同左

使用周囲湿度

相対湿度25～85％

同左

項目

生産終了商品E5CN-HT

推奨代替商品E5CC-T

電源電圧

AC100～240V 50/60Hz
AC24V 50/60Hz/DC24V

同左

許容電圧変動範囲

電源電圧の85～110％

同左

消費電力

AC100～240V時 ： 8.5VA（最大）（E5CN-HTR2 AC100V時 3.0VA）
AC/DC24V時 ： 5.5VA（AC24V）/3.5W（DC24V）（最大）（形E5CNHTR2D AC24V時 2.7VA）

AC100～240V時 ：7.5VA以下AC/DC24V時 ：4.1VA以下（AC24V）/ 2.3W以下（DC24V）

入力

熱電対 ：K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、B、 W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 ：Pt100、 JPt100
電流入力 ：
4～20mA、 0～20mA
電圧入力 ：
1～5V、 0～5V、 0～10V

熱電対 ：K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、
B、C/W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 ：Pt100、 JPt100
非接触温度センサ（形ES1B） ：10 ～ 70 ℃ 、 60 ～ 120 ℃ 、 115 ～
165℃、 140～260℃
アナログ入力電流入力 ： 4～20mA、0～20mA
電圧入力 ： 1～5V、 0～5V、
0～10V

入力インピーダンス

電流入力150Ω以下、 電圧入力1M
Ω以上

同左

制御方式

ON/OFFまたは2自由度PID（オートチューニング付）

同左

14

制御出力

補助出力

リレー出力

1a AC250V 3A（抵抗負荷） 電気的
寿命10万回 最小適用負荷 5V
10mA

同左

電圧出力
（SSR駆動用）－

出力電圧 DC12V±20%（PNP） 最
大負荷電流 21mA、 短絡保護回路
付き

電流出力

DC4～20mA/DC0～20mA 負荷600
Ω以下 分解能 約10,000

DC4～20mA/DC0～20mA 負荷
500Ω以下 分解能 約10,000

リニア電圧出力

DC0～10V（負荷1kΩ以上） 分解
能 ： 約10,000

－

点数

最大2点

3点

出力仕様

リレー出力 1a AC250V 3A（抵抗負荷） 電気的寿命10万回 最小適用
負荷 5V 10mA

リレー出力 1a AC250V、3出力タイ
プ ： 2A（抵抗負荷）
電気的寿命10万回 最小適用負荷
5V 10mA（参考値）

点数

最大2点

2点または4点（機種による）

外部接点
入力仕様

有接点入力時 ： ON ： 1kΩ以下
OFF ： 100kΩ以上
無接点入力時 ： ON ： 残留電圧
1.5V以下 OFF ： 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 ： 約7mA（1接点あたり）

同左

演算式数

最大8

演算

論理演算 ： 以下の4パターンのいず
れかを選択可能。 各接点の反転あり。
（A and B） or（ C and D）、（ A orC） and（ B or D）、 A or B or C or
D、
A and B and C and D（A 、B、
C 、Dは入力4点）。
ディレー ： 上記論理演算結果にオンディレーまたはオフディレー可能。
設定時間 ： 0～9999秒または0～9999分
出力反転 ： 可能

同左

出力

1演算式あたり内部補助リレー1点

同左

内部補助
リレーの割付

内部補助リレー（簡易演算結果） 最大8点を以下に割付可能
補助出力、 制御出力、 イベント入力のいずれか同左

イベント入力

簡易演算

伝送出力

同左

最大1点
（機種による ： 伝送出力F付きタイプ）
電流出力 ： DC4～20mA 負荷 ：600Ω以下 分解能 ： 4～20mA時
約10,000

15

1点（機種による ： 伝送出力ありタイプ）
電流出力 ： DC4～20mA 負荷 ：500Ω以下 分解能 ： 約10,000
リニア電圧出力 ： DC1～5V 負
荷 ： 1kΩ以上 分解能 ： 約10,000

設定方式

前面キーによるデジタル設定

前面キーによるデジタル設定

指示方式

11セグメントデジタル表示および単発
光表示（7セグメント表示も可能）
文字高さ PV ： 11mm、 SV ：6.5mm

11セグメントデジタル表示および単発
光表示
文字高さ PV ： 15.2mm、 SV ：7.1mm

マルチSP機能なし

最大8個の目標値（SP0～SP7）を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能

使用周囲温度-10~+55℃
3年保証時 ： -10~+50℃

同左

使用周囲湿度

相対湿度25～85％

同左■性能
生産終了商品E5AN-HT／E5EN-HTシリーズ

推奨代替商品E5AC-T／E5EC-Tシリーズ

指示精度

熱電対 ：
（ 指示値の±0.1％または±1℃の大きい方）±1ディジット以下 但し、K（－200～
1300℃レンジ）、T、Nの－100℃以下とU 、 Lは ± 2℃ ± 1 デ ィ ジ ッ ト 以 下 。 Bの
400℃以下は規定なし。
Bの400～800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは（±0.3%PVまたは±3℃の大きい方）±1ディジット以下。
PLⅡは（±0.3%PVまたは±2℃の大きい方）±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 ：（ 指示値の±0.1％または±0.5℃の大きい方）±1ディジット以下
アナログ入力 ：±0.1％FS±1ディジット以下
CT入力 ：±5％FS±1ディジット以下

熱電対 ：（ 指示値の±0.3％または±1℃の大きい方）±1ディジット以下
但し K（－200～1300℃レンジ）、T、Nの－100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジッ
ト以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400～800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。
C/Wは（±0.3%PVまたは±3℃の大きい方）±1ディジット以下。
PLⅡは（±0.3%PVまたは±2℃の大きい方）±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 ：（ 指示値の±0.2％または±0.8℃の大きい方）±1ディジット以下
アナログ入力 ：±0.2％FS±1ディジット以下
CT入力 ：±5％FS±1ディジット以下

伝送出力精度±0.3％FS以下

同左

熱電対入力（R、S、B、W、PLⅡ） ：（ ±1％PVあるいは±10℃の大きい方）±1ディジット以下
その他の熱電対入力 ：（ ±1％PVあるいは±4℃の大きい方）±
1ディジット以下 （Kセンサの－100℃以下
は±10℃以内。）
白金測温抵抗体入力 ：（ ±1％PVあるいは±2℃の大きい方）±
1ディジット以下
アナログ入力 ：（ ±1％FS）±1ディジット以下

熱電対入力（R、S、B、C/W、PLⅡ） ：（ 指示値の±1％あるいは±10℃の大きい方）±1ディジット以下
その他の熱電対入力 ：（ 指示値の±1％あるいは±4℃の大きい方）±1ディジット
以下
白金測温抵抗体入力 ：（ 指示値の±1％あるいは±2℃の大きい方）±1ディジット
以下アナログ入力 ： ±1％FS±1ディジット以下CT入力 ： ±5％FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 ：±5％FS±1ディジット以下

60ms

50ms

項目

温度の影響

電圧の影響

電磁妨害の影響(EN61326-1による)サンプリング周期

16

調節感度

温度入力 ： 0.1～3240.0℃または°F（0.1℃または°F単位）
アナログ入力 ： 0.01～99.99％FS（0.01％FS単位）

温度入力 ： 0.1～999.9℃/°F（0.1℃/°
F単位）
アナログ入力 ： 0.01～99.99％FS（0.01％FS単位）

比例帯（P）

温度入力 ：
0.1～3240.0℃または°F（0.1℃または°F単位）
アナログ入力 ：0.1～999.9％FS（0.1％FS単位）

温度入力 ： 0.1～999.9℃/°F（0.1℃/°F単位）
アナログ入力 ： 0.1～999.9％FS（0.1％FS単位）

0.0～3240.0s（0.1s単位）

標準/加熱冷却、位置比例（クローズ） ： 0～9999（s 1s単位）、 0.0～999.9s（ 0.1s
単位）
位置比例（フローティング） ： 1～9999（s1s単位）、 0.1～999.9s（ 0.1s単位）

0.0～3240.0s（0.1s単位）

0～9999s（1s単位）、 0.0～999.9s（ 0.1s単位）－

温度入力 ： 0.1～999.9℃/°F（0.1℃/°
F単位）
アナログ入力 ： 0.1～999.9％FS（0.1％
FS単位）

－

0～9999s（1s単位）、
0.0～999.9s（ 0.1s単位）－

0～9999s（1s単位）、
0.0～999.9s（ 0.1s単位）

制御周期0.5、 1～99s（1s単位）

0.1、 0.2、 0.5、 1～99s（1s単位）マニュアルリセット値

0.0～100.0％（0.1％単位）

0.0～100.0％（0.1％単位）

警報設定範囲－19999～32400（小数点位置は入力種
別による）-1999～9999（小数点位置は入力種別による）

絶縁抵抗

20MΩ以上（DC500Vメガにて）

同左

耐電圧

AC2,300V 50または60Hz 1min（異極充電部端子）AC3,000V 50または60Hz 1min
（異極充電部端子）誤動作

10～55Hz 20m/s2 X、Y、Z各方向
10min

同左

耐久

10～55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h

同左

誤動作

100m/s2 3軸方向 各3回

同左

耐久

300m/s2 3軸方向 各3回

同左

電気的

10万回以上同左

メモリ保護

不揮発性メモリ（書込回数：100万回）

同左

質量

E5AN-HT：
本体 ： 約310g 取りつけ具 ： 約100g
E5EN-HT：
本体 ： 約260g 取りつけ具 ： 約100g

E5AC-T：
本体 ： 約250g 取りつけ具 ： 約8g
E5EC-T：
本体 ： 約210g 取りつけ具 ： 約8g

保護構造

前面 ： IP66、 リアケース ： IP20、 端子
部 ： IP00

同左

認証規格

UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1

cULus ： UL 61010-1/CSA C22.2
No.61010-1、 韓国無線規則（電波法：KCマーク）（一部形式のみ）

適合規格

EN61010-1（IEC61010-1） ： 汚染度2、過電圧カテゴリⅡ

EN 61010-1（IEC 61010-1）、RCM

積分時間（ I ）微分時間（D）

冷却用比例帯（ P ）冷却用積分時間（ I ）冷却用微分時間（D）

耐振動

耐衝撃
寿命
（出力リレー）

規格17EMI EN61326-1
放射妨害電界強度EN55011 Group1classA
雑音端子電圧EN55011 Group1 classA
EMS EN61326-1
静電気放電イミュニティEN61000-4-2
電磁界強度イミュニティEN61000-4-3
バーストノイズイミュニティEN61000-4-4
伝導性妨害イミュニティEN61000-4-6
サージイミュニティEN61000-4-5
電源周波数磁界イミュニティEN61000-48
電圧ディップ/電断イミュニティEN610004-11

EMC指令

EMI EN 61326-1
放射妨害電界強度EN 55011 Group1classA
雑音端子電圧EN 55011 Group1classAEMS EN 61326-1 ＊8
静電気放電イミュニティEN 61000-4-3
バーストノイズイミュニティEN 61000-4-4
伝導性妨害イミュニティEN 61000-4-6
サージイミュニティEN 61000-4-5
電圧ディップ/電断イミュニティEN
61000-4-11

生産終了商品E5CN-HT

推奨代替商品E5CC-T指示精度

熱電対 ：（ 指示値の±0.1％または±1℃の大きい方）±1ディジット以下 但し、K（－200～
1300℃レンジ）、T、Nの－100℃以下とU 、 Lは ± 2℃ ± 1 デ ィ ジ ッ ト 以 下 。 Bの
400℃以下は規定なし。
Bの400～800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは（±0.3%PVまたは±3℃の大きい方）±1ディジット以下。
PLⅡは（±0.3%PVまたは±2℃の大きい方）±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 ：（ 指示値の±0.1％または±0.5℃の大きい方）±1ディジット以下
アナログ入力 ：±0.1％FS±1ディジット以下
CT入力 ：±5％FS±1ディジット以下

熱電対 ：（ 指示値の±0.3％または±1℃の大きい方）±1ディジット以下
但し K（－200～1300℃レンジ）、T、Nの－100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジッ
ト以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400～800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。
C/Wは（±0.3%PVまたは±3℃の大きい方）±1ディジット以下。
PLⅡは（±0.3%PVまたは±2℃の大きい方）±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 ：（ 指示値の±0.2％または±0.8℃の大きい方）±1ディジット以下
アナログ入力 ：±0.2％FS±1ディジット以下
CT入力 ：±5％FS±1ディジット以下

伝送出力精度±0.3％FS以下

同左

電磁妨害の影響(EN61326-1による)熱電対入力（R、S、B、W、PLⅡ） ：（ ±1％PVあるいは±10℃の大きい方）±1ディジット以下
その他の熱電対入力 ：（ ±1％PVあるいは±4℃の大きい方）±
1ディジット以下 （Kセンサの－100℃以下
は±10℃以内。）
白金測温抵抗体入力 ：（ ±1％PVあるいは±2℃の大きい方）±
1ディジット以下
アナログ入力 ：（ ±1％FS）±1ディジット以下

熱電対入力（R、S、B、C/W、PLⅡ） ：（ 指示値の±1％あるいは±10℃の大きい方）±1ディジット以下
その他の熱電対入力 ：（ 指示値の±1％あるいは±4℃の大きい方）±1ディジット
以下 ＊3
白金測温抵抗体入力 ：（ 指示値の±1％あるいは±2℃の大きい方）±1ディジット
以下アナログ入力 ： ±1％FS±1ディジット以下CT入力 ： ±5％FS±1ディジット以下
リモートSP入力 ： ±1％FS±1ディジット
以下

サンプリング周期

60ms

50ms

項目

温度の影響

電圧の影響

18

調節感度

温度入力 ： 0.1～3240.0℃または°F（0.1℃または°F単位）
アナログ入力 ： 0.01～99.99％FS（0.01％FS単位）

温度入力 ： 0.1～999.9℃/°F（0.1℃/°
F単位）
アナログ入力 ： 0.01～99.99％FS（0.01％FS単位）

比例帯（P）

温度入力 ：
0.1～3240.0℃または°F（0.1℃または°F単位）
アナログ入力 ：0.1～999.9％FS（0.1％FS単位）

温度入力 ： 0.1～999.9℃/°F（0.1℃/°F単位）
アナログ入力 ： 0.1～999.9％FS（0.1％FS単位）

0.0～3240.0s（0.1s単位）

標準/加熱冷却、位置比例（クローズ） ： 0～9999（s 1s単位）、 0.0～999.9s（ 0.1s
単位）
位置比例（フローティング） ： 1～9999（s1s単位）、 0.1～999.9s（ 0.1s単位）

0.0～3240.0s（0.1s単位）

0～9999s（1s単位）、 0.0～999.9s（ 0.1s単位）－

温度入力 ： 0.1～999.9℃/°F（0.1℃/°
F単位）
アナログ入力 ： 0.1～999.9％FS（0.1％
FS単位）

－

0～9999s（1s単位）、
0.0～999.9s（ 0.1s単位）－

0～9999s（1s単位）、
0.0～999.9s（ 0.1s単位）

制御周期0.5、 1～99s（1s単位）

0.1、 0.2、 0.5、 1～99s（1s単位）マニュアルリセット値

0.0～100.0％（0.1％単位）

0.0～100.0％（0.1％単位）

警報設定範囲－19999～32400（小数点位置は入力種
別による）-1999～9999（小数点位置は入力種別による）

絶縁抵抗

20MΩ以上（DC500Vメガにて）

同左

耐電圧

AC2,300V 50または60Hz 1min（異極充電部端子）AC3,000V 50または60Hz 1min
（異極充電部端子）誤動作

10～55Hz 20m/s2 X、Y、Z各方向
10min

同左

耐久

10～55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h

同左

誤動作

100m/s2 3軸方向 各3回

同左

耐久

300m/s2 3軸方向 各3回

同左

電気的

10万回以上同左

メモリ保護

不揮発性メモリ（書込回数：100万回）

同左

質量

本体 ： 約150g 取りつけ具 ： 約10g

本体 ： 約120g 取りつけ具 ： 約10g

保護構造

前面 ： IP66、 リアケース ： IP20、 端子
部 ： IP00

同左

認証規格

UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1

cULus ： UL 61010-1/CSA C22.2
No.61010-1、 韓国無線規則（電波法：KCマーク）（一部形式のみ）

適合規格

EN61010-1（IEC61010-1） ： 汚染度2、過電圧カテゴリⅡ

EN 61010-1（IEC 61010-1）、RCM

積分時間（ I ）微分時間（D）

冷却用比例帯（ P ）冷却用積分時間（ I ）冷却用微分時間（D）

耐振動

耐衝撃
寿命
（出力リレー）

規格19EMI EN61326-1
放射妨害電界強度EN55011 Group1classA
雑音端子電圧EN55011 Group1 classA
EMS EN61326-1
静電気放電イミュニティEN61000-4-2
電磁界強度イミュニティEN61000-4-3
バーストノイズイミュニティEN61000-4-4
伝導性妨害イミュニティEN61000-4-6
サージイミュニティEN61000-4-5
電源周波数磁界イミュニティEN61000-48
電圧ディップ/電断イミュニティEN610004-11

EMC指令

EMI EN 61326-1
放射妨害電界強度EN 55011 Group1classA
雑音端子電圧EN 55011 Group1classAEMS EN 61326-1 ＊8
静電気放電イミュニティEN 61000-4-3
バーストノイズイミュニティEN 61000-4-4
伝導性妨害イミュニティEN 61000-4-6
サージイミュニティEN 61000-4-5
電圧ディップ/電断イミュニティEN
61000-4-11■プログラム制御機能
生産終了商品E5□N-HTシリーズ

項目

推奨代替商品E5□C-Tシリーズ

プログラム（パターン）

8

同左

セグメント（ステップ）32

同左

セグメント方式

時間設定：（目標値、 時間でセグメントを設定）
傾き設定：（セグメント形式、 目標値、 傾き、 時間でセグメントを設定）

同左

セグメント時間

0時間0分～99時間59分
0分0秒～99分59秒

同左

警報設定

プログラムごとに設定

同左リセット時動作

制御停止、定値制御から選択可能

同左

電源投入後動作継続、 リセット、 ラン、 マニュアルモー
ドからの選択可能

同左

組数

8組

同左

設定方式

プログラムごとに設定（PID組自動選択
機能あり）

同左

ランプ中目標値、ターゲット目標値から
選択可能

同左

セグメント操作

アドバンス、 ホールド

アドバンス、セグメントジャンプ、ホール
ド、ウエイトプログラム操作プログラムリピート、 プログラムリンク

同左

ウエイト方式

セグメント終了時

同左

ウエイト幅設定

全プログラム共通のウエイト幅

同左

PID組

警報SP選択

プログラム
状態制御

ウエイト

20

出力点数

2点

同左

ON/OFF回数

各1回/点

同左

設定方式

プログラムごとに設定

同左

プログラムエンド出力（パルス幅が設定可能）、 ラン中出力、ステージ出力

同左

PVスタートSPスタート、 PVスタート（勾配優先）か
ら選択可能

同左

スタンバイ

0時間0分～99時間59分
0日0時間～99日23時間

同左

運転終了後動作

リセット、 継続、 定値SPモードから選択
可能

同左

プログラムSPシフト

全プログラム共通のプログラムSPシフト値

同左

タイムシグナルプログラムステータス出力

プログラム
開始時動作

21

■動作特性
生産終了商品E5AN-HT／E5EN-HTシリーズ
入力レンジ

警報種別

22

生産終了商品
E5CN-HTシリーズ
入力レンジ

警報種別

23

推奨代替商品
E5□C-Tシリーズ
入力レンジ

警報種別

24

■操作部
生産終了商品E5□N-HTシリーズ
E5AN-HTシリーズ

E5EN-HTシリーズ

E5CN-HTシリーズ

25推奨代替商品
E5□C-Tシリーズ
E5AC-Tシリーズ

E5EC-Tシリーズ

E5CC-Tシリーズ

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説
明書、マニュアル等をお読みください。

26