MANHOLE

E-マンホール・クランプレスマンホール

CLEAN FLUSH VALVE
クリーンフラッシュバルブ

お客様のニーズに対応した特長 Futures meeting users︐ needs

E-マンホール

使いやすく、クリーンなマンホール It is easy to use and is a clean manhole
Since Oring is used for a seal part, it has few clamps and wiping of an adhesion thing
can also be easily performed in it. Troublesome gasket adjustment is also unnecessary. Moreover, detergency also improves in a large ﬁeld of view.

■E-マンホール E-Manhole

少液量でも測温可能

閉時の弁頭位置を缶底に合わせることで、撹拌されにくい翼真下の液溜まりを少なくしています。

弁棒の先端にタンタル製鞘管を付加すること
で、少液量時でも温度測定が可能。GL製の鞘管も選択できます。

スラリーの詰まりを防止

軽量化を実現閉時の弁頭の位置を上げることにより、排出流路である弁頭と本体ノズルR部との開口面積を大きくして、スラリーの詰まりを防止します。

ケーシングの見直し、フランジ式ノズル、およびアルミ製ハンドルの採用により、軽量化を実現しました。80/50A手動タイプで約13kg。

Reduced stagnant ﬂow

シール部は、Oリングを使用しているため、クランプ数も少なく、付着物の拭き取りも簡単に行え、面倒なガスケット調整も不要です。
また、広い視界で洗浄性も向上します。

構造比較 Structure comparison

液溜まりが少ない

Temperature measurable at low liquid volume

With a tantalum thermometer well added to thevalve stem end, temperature can be measured evenat a low volume level. Glasslined thermometer wellis also available.

As the valve head top comes level with the vessel
bottom at the close position, stagnant liquid directly
below the agitator, where agitation is poor, isreduced.

■従来型マンホール Conventionally Type

ノズルの立ち上げが無いため、覗き窓からの視界が広がり、洗浄性も向上します。

ノズルの立ち上げがあるた
め、覗き窓からの視界が狭く、洗浄性も悪い。

Since there is no stand up of anozzle, the ﬁeld of view from awindow spreads, and detergency also improves.

Since height is in a nozzle, theﬁeld of view from a peepholeis narrow and detergency isalso bad.

Weight saving achievedPrevention of slurry clogging

Weight is saved through a review of casing andadoption of ﬂanged nozzle and aluminum handle.
80/50 mm manual type weights about 13 kgs.

By raising the position of the valve head, theclearance between the valve head and the swaged
part of vessel nozzle, constituting the drain path, iswidened, thereby preventing clogging with sludge.

開閉操作性の向上

コンタミ、液漏れを解消

Improved opening and closing

Contamination and leakage dissolved

手動式は大型ハンドル採用により、操作性をアップ。自動式のエアシリンダーは複作動と単作動が選択できます。

弁棒の軸封には、新開発のPTFE製波型ベローズを採用。パッキン屑のコンタミ、液漏れを解消します。

クランプレスマンホール

わずか数秒での開閉が可能 Opening or closing completed in the matter of a few seconds

中央のハンドル操作だけで締め付け・開放がおこなえます。従来のクランプ式に比べて、開閉時間を画期的に短縮します。
The cover can be tightened and opened only with the operation of the central handle.
Opening and closing time is drastically shortened compared with conventional
clamped manholes.

Manual type improved operability through adoptionof a large handle. Automatic type oﬀers selection of
single motion or double motion.

Seal adopted for valve stem is new developed
PTFE, corrugated bellows, which eliminates
contamination from packing dust and leakage.

GMPに対応した優れた分解性・洗浄性

Outstanding adaptability in overhauling and cleaning to cope with GMP

短時間で弁棒、本体、フレーム・ハンドル部に分解できます。弁棒はベローズ、Ｏリングを組み込んだままで丸洗いできます。

The valve can be broken down in a short period of time to valve stem, body, frame, and handle. The valve stem can be washed without
disassembling bellows and O rings.

クランプレス機構 Clampless mechanism❶

蓋上部のハンドル操作により、開放時には3カ所のフックが下にさがり、外側へスイングします。締め付け時は逆の動きにより締め付けます。付属の専用トルクレンチにより、締付トルクの過不足を防止します。
When opening, hooks at 3 points move downward with the handle on the cover top being operated, andthe cover swings outward. When closing, reverse movements tighten the cover. The special torquewrench attached prevents excess or insuﬃcient fastening.

新缶はもとより、既設缶体にも取り付け可能です。母材の材質は炭素鋼はもとより、ステンレスも対応可能です。

This is used not only on new vessels but also existing vessels. Carbon steel and stainless steel are available as the base material.
Speciﬁcations
Design pressure : FV〜0.2 MPa
Design temperature : ー30 ℃〜158 ℃
Applicable code : Fire Defense Law
Quality of the material : Carbon steel
Stainless steel correspondence※1 適応法規 一圧、二圧は、E-マンホールのみ可。
クランプレスマンホールの場合大気圧以外でのご使用の際は、気密性確保の為ガスケット面へグリースの塗布を推奨します。

22❶ Remove the hexagon cap nut, nut and washer.
❷ Loosen the bolt and remove the frame and handle.
❸ Remove the threaded pin from the set plate of bellows.

豊富なバリエーション Wide variations

サイズは50/40A、80/50A、100/80Aの3種類。各サイズで、開閉方式、母材材質、温度計の有無により、次の12型式より選択できます。

適用マンホール Applicable manholes
仕 様
設 計 圧 力：FV〜0.2MPa
設 計 温 度：−30℃〜158℃
適 応 法 規：一圧、二圧、消防法 ※1
母 材 材 質：炭素鋼、ステンレス鋼対応
適 用 サ イズ：φ400、φ450、φ300×400❸❷❶ 袋ナット、ナット、座金を取り外す。
❷ ボルトを緩め、フレーム、ハンドル部を取り外す。
❸ ベローズのセットプレートネジ付ピンを取り外す。

In case of use except under the atmospheric pressure, it is recommended toapply grease on the gasket surfaces to secure airtightness.

3 sizes of 50/40 mm, 80/50 mm and 100/80 mm are oﬀered. On each size the following 12 types are available depending on
opening/closing method, base metal material, and whether or not a thermometer is provided.
開閉方式
母 材
Base metal

温度計
thermometer

手動式（ハンドル）
Manual (handle)

Opening/closing method
自動式（エアシリンダー）

Automatic (air cylinder)

Double motion type
複作動型 手動操作なし without manual operation

単作動型 手動操作付き with manual operation

Single motion type

炭素鋼
Carbon steel

なし

No

CFV-CM

CFV-CA2

CFV-CAWN

付き

Yes

CFV-CM-T

CFV-CA2-T

CFV-CAWN-T

ステンレス
Stainless steel

なし

No

CFV-SM

CFV-SA2

CFV-SAWN

付き

Yes

CFV-SM-T

CFV-SA2-T

CFV-SAWN-T

仕様 取付缶体設計圧力：FV/1.0MPa（閉時） バルブ開時は大気圧/0.3MPa
取付缶体設計温度：ー35〜158℃※
エアシリンダー供給圧力：0.4MPa以上※炭素鋼の場合は缶体法規により、低温側の適用範囲が変わりますので、ご照会ください。

Speciﬁcations : Vessel design pressure : FV/1.0 MPa (with valve close); ATM/0.3 MPa (with valve open)
Vessel design temperature : ー35 〜 158 ℃※
Supply pressure for air cylinder : 0.4 MPa or above※The applicable scope changes due to the can body code in the caseof carbon steel so please make references.

23

GLASS SENSOR SERIES
グラスライニング製測定システム

グラスセンサーT（グラスライニング製熱電対温度計）
Glass Sensor T(Glasslined thermocouple thermometer)

Glasslined Measuring System

テクニカルデータ Technical data

グラスセンサーST（グラスライニング製高感度温度計）

測定温度範囲：ー100〜230℃（上限230℃はグラスライニングの使用温度限界によります）

Glass Sensor ST（Glasslined high-sensitivity thermometer）

測定誤差：±3℃以内
埋込熱電対：特殊熱電対

速い応答速度

設置場所：危険場所及び非危険場所

Rapid response speed

周囲温度：55℃以下
防爆構造：本質安全防爆（i3aG 5）

グラスライニング製鞘管とシース測温抵抗体の組み合わせで、タンタルチップ付の2分の1の応答時間が得られます。
A response time that is half that of one with a tantalum chip can be obtained with thecombination of a glasslined casing pipe and a sheathed resistance thermometer sensor.

Measuring temp. range −100〜230℃（Upper value 230℃ depends on allowable service limit of glasslining）
Measuring error: ≦ ±3℃
Embedded thermocouple: Special thermocouple
Location: Hazardous area and Non-hazardous areaT（%）

80

温度差

10040

Ambient temperature: ≦ 55℃①グラスセンサーTは、バッフルや温度計鞘管のグ②60ラス層の中に特殊な熱電対を埋め込み、熱電対素線を直接外部へ取り出して温度を測定するシステムです。測定範囲が広く早い応答で正確な温20度測定が可能です。

0100200時間（sec）①グラスセンサーST②タンタルチップ付

オールグラスライニング製でタンタルチップ付の温度計より優れた応答性を実現します。また、従来のシース測温抵抗体と同様、着脱が簡単に行え、耐圧防爆仕様です。
It is all glasslined and the responsiveness issuperior to thermometer with a tantalum chip.
Furthermore, it is easy to detach and is
explosion-proof like the previous sheathedresistance thermometer sensor.

①Glass Sensor ST②With tantalum chip

反応速度５０％(秒) 反応速度90％(秒)Reaction speed 50 %（sec） Reaction speed 90 %（sec）①2052②27106

A special thermocouple is embedded in the glass
layer of a glasslined baﬄe or thermometer well,from which the thermocouple lead wires areextended outside the reactor for measurement oftemperature. A quick response and most accurate
temperature measurement are assured over awide temperature range.

グラスセンサーpH（グラスライニング製pH測定システム）※測定条件：本データは 90℃温水循環槽を用いて測定したものです。
※ Measuring Condition: Measurements for this data have been
made with a 90℃ hot-water circulation tank.

Glass Sensor pH(Glasslined sensor for pH measuring system)

テクニカルデータ Technical data
測定範囲：pH0〜pH10

測定精度：±0.1pH（pH10〜11の範囲も測定できますが、測定精度が低下します｡）

クリーンフラッシュバルブにも採用できます。

電位勾配：min.55mv/pH at 25℃
内部液：K 2SO4飽和溶液（pH0〜1の範囲を測定する場合は、KCIに変更します｡）

GS-ST can also be employed to clean ﬂush valve

使用温度範囲：0〜140℃
許容温度差：⊿t＝max.60℃

テクニカルデータ

使用圧力範囲：F.V.〜0.98MPa（センサー内圧力は被測定側圧力より約0.1MPa高く設定して下さい｡）

Technical data

内部液タンク：透明プラスチック（耐圧1MPa、比較電極付）＊本センサーは本質安全防爆構造認可済（ExiaⅡCT3）

測定温度範囲：─100〜230℃（上限230℃はグラスライニングの使用温度限界によります）
測 定 誤 差：±1.0℃
センサー形式：シース測温抵抗体（PT100Ω at 0℃）
周 囲 温 度：55℃以下
防 爆 構 造：耐圧防爆（Exd II CT6）
エレメント数：シングル、ダブルエレメントに対応
Measuring temp. range : −100 to 230℃
(Upper value 230℃ depends on allowable service limit of glasslining)
Measuring error : ±1.0℃
Sensor type : Sheathed resistance thermometer sensor (PT100Ω at 0℃)
Ambient temperature : ≦ 55℃
Insulation : Explosion-proof (Exd II CT6)
Number of elements : Responds to single and double elements

24

Insulation: Intrinsic safety explosion-proof（i3aG 5）＊被測定液の適応性については弊社にご相談下さい。

グラスセンサーpHは、測定電極部にpHグラスをライニングした高精度なpH測定システムです。また機械的強度にすぐれ、高温・高圧などの厳しい

グラスセンサーST
Glass sensor ST

従来型

conventionally typeMeasuring range : pH0〜pH10（Measurable up to pH 10-11, but measuring accuracy becomes lower.）
Measuring accuracy : ±0.1pH
Slope electrolyte : min.55mv/pH at 25℃
Containing liquid : K 2SO4 saturated solution（When measuring the range of pH 0 to 1, use KCl.）

条件下で長時間連続使用することができます。

Service temperature range : 0〜140℃

Glass Sensor pH is a high accuracy pH measuringsystem with its electrode lined with pH glass.
Excellent in mechanical strength, it can be used
continuously for a long time under severe
conditions such as high temperature and highpressure.

Vessel pressure : −1〜0.98MPa（For in-sensor pressure, set about 0.1MPa higher than subject measuring pressure）

Allowable temperature diﬀerence : △t60℃ max.
Electrolyte vessel containing liquid tank: Transparent plastic（pressure-proof 1MPa, with reference electrode）＊This sensor is authorized for intrinsic safety explosion-proof structure（ExiaⅡCT3）＊For adaptability of liquids to be measured, please consult with our company.

25

フラッシュバルブ専用着脱装置

弁べん

軽け いくん

安全で簡単なフラッシュバルブの着脱装置を提供します
バルブの着脱が簡単に！
！

バルブの固定がワンタッチ！
！

・底ノズルへのバルブ着脱が安全、簡単。

・トグルクランプで取付け／取外しがワンタッチ。

バルブを安全に昇降！
！
・操作ハンドルはブレーキ付きで、落下防止機能付き。

軽量コンパクト !!
・工場内の狭い場所へハンドキャリー。
・折りたたみ式で、車載可能。
・キャスター付きで移動も楽々。
・バルブ取付け時の位置合わせも簡単。

仕様サイズ

適用フラッシュバルブ形式

適用底ノズル高さ
昇降装置重量50 ／ 40A
80 ／ 50A
100 ／ 80A

タイプ

手動式
・自動式

（手動バルブの場合）
1.5 〜 2.5ｍ
（自動バルブの場合）
1.9 〜 2.5ｍ
約 18ｋｇ