良食味米育成支援システム
GTRice シリーズ
取扱説明書

目次
1. 主要諸元 ............................................................... 1
2. インストールおよびセットアップ ......................................... 4(1)インストール前の設定確認 .............................................. 5(2)USB シリアル変換アダプタ(REX-USB60F)ドライバのインストール............ 10(3)バーコードタッチスキャナ用ドライバのインストール ..................... 10(4)GTRice のインストール................................................. 13(5)メイン画面_「D.各種タブ情報欄」の設定 ................................ 16(6)食味分析計のセットアップ ............................................. 19(7)穀粒判別器のセットアップ ............................................. 20(8)バーコードタッチスキャナ（オプション）のセットアップ ................. 21(9)管理システム名とデータファイル名の決定 ............................... 21(10)通信の設定 .......................................................... 22
3．各バージョンの操作一覧表 ............................................... 23(1)営農指導版 ........................................................... 23(2)データ管理版 ......................................................... 24(3)食味分析計版 ......................................................... 25(4)流通版 ............................................................... 26
4.画面設定 ................................................................ 27(1)GTRice の起動......................................................... 27(2)データベース・データファイルの作成 ................................... 29(3)測定条件設定 ......................................................... 29
5.測定データの表示・印刷・保存 ............................................ 40(1)測定結果の表示 ....................................................... 40(2)測定結果の印刷 ....................................................... 40(3)測定データの保存 ..................................................... 46
6.各メニューバーの項目説明 ................................................ 47

(1)ファイル ............................................................. 47[1]データベースの作成 ................................................ 47[2]データベース選択 .................................................. 48[3]データファイルの新規作成 .......................................... 48[4]データファイルを開く .............................................. 49[5]データファイルに名前をつけて保存 .................................. 49[6]データファイルの削除 .............................................. 49[7]プリンタ設定 ...................................................... 50[8]終了 .............................................................. 50(2)データファイル入出力 ................................................. 51[1]外部データファイルの読み込み ...................................... 51[2]外部への出力 ...................................................... 53(3)編集(各種マスタ) ..................................................... 54[1]参照マスタ編集 .................................................... 54[2]生産者マスタ編集 .................................................. 56[3]肥料マスタ編集 .................................................... 60[4]ランクマスタ編集 .................................................. 62[5]表示しているデータの削除 .......................................... 62[6]一覧削除 .......................................................... 63[7]データ検索 ........................................................ 64(4)印刷（測定結果の印字） ............................................... 65[1]単票印刷 .......................................................... 65[2]日報印刷 .......................................................... 67(5)設定(各種条件設定) ................................................... 68[1]自動採番設定 ...................................................... 68[2]機器・通信設定 .................................................... 68[3]システム設定 ...................................................... 69

7.診断書のコメント表示 .................................................... 70(1)診断書に表示されるコメントについて ................................... 70
8．トラブルシューティング ................................................. 73
連絡先 .................................................................... 78

1. 主要諸元
品名：良食味米育成支援システム（GTRice）
対応機器
食味分析計(TM3500、BR/AG、SGE/SRE)
穀粒判別器(ES-1000、ES-V)
バーコードタッチスキャナ(※オプション)
システム要件
対応 OS

必要
スペック

推奨
スペック

CPU

Windows
7/8/8.1/10(32 ビット、
64 ビット)1.6GHz以上

Windows
7/8/8.1/10(64 ビット)

マルチコア
2GHz 以上

メモリ

ハード

ディス

USB

ディスク

プレイ

ポート

10.0 GB
以上の
ディスク
空き容量

1366
×768
以上

5 ポート以上(USB ハブ
を含む)

2 GB
以上

8GB
以上

必要ソフトウェア：Microsoft Excel 2007 以降
付属品：プロテクト用 USB メモリ 1 個
USB シリアル変換アダプタ
RS232C ケーブル
USB ハブ 1 個
取扱説明書 1 冊
ポート識別シール1【営農指導版・データ管理版・流通版の付属品】

RS232C ケーブル
×2 個

プロテクト用USB メモリ
×1 個

USB シリアル
変換アダプタ×2 個(ドライバ CD 付)

取扱説明書
×1 冊

USB ハブ×1 個

ポート識別シール
×各 1 枚
（食味分析計用、および穀粒判別器用）注意
本品をインストールする場合は、お手持ちのパソコンに測定器（食味分析計、穀粒判別器）およびオプション品（バーコードタッチスキャナ）が接続されていないことをご確認ください。
すでに測定器およびオプション品が接続されている場合には、パソコンを一度シャットダウンし、測定器およびオプション品の接続ケーブルをパソコンから抜いた後、インストール作業を実施
してください。

2

【食味分析計版の付属品】

RS232C ケーブル
×1 個

プロテクト用USB メモリ
×1 個

USB シリアル
変換アダプタ×1 個(ドライバ CD 付)

取扱説明書
×1 冊

USB ハブ×1 個

ポート識別シール×1 枚（食味分析計用）

注意
本品をインストールする場合は、お手持ちのパソコンに食味分析計、およびオプション品（バーコードタッチスキャナ）が接続されていないことをご確認ください。
すでに測定器およびオプション品が接続されている場合には、パソコンを一度シャットダウンし、測定器およびオプション品の接続ケーブルをパソコンから抜いた後、インストール作業を実施
してください。

3

2. インストールおよびセットアップ＜セットアップのフロー＞
インストール前の設定確認(５頁を参照）

USB シリアル変換アダプタ(REX-USB60F)
ドライバのインストール(10 頁を参照）

バーコードタッチスキャナ用
ドライバのインストール(10 頁を参照）

GTRice のインストール(13 頁を参照）

メイン画面_「D.各種タブ情報欄」の設定(16 頁を参照）

食味分析計のセットアップ(19 頁を参照）

穀粒判別器のセットアップ（※食味分析計版は本項目無し）(20 頁を参照）

バーコードタッチスキャナ（オプション）のセットアップ(21 頁を参照）

管理システム名とデータファイル名の決定(21 頁を参照）

通信の設定(22 頁および 68 頁を参照）

セットアップの完了
4

(1)インストール前の設定確認
ディスプレイの解像度と文字については、予め前頁のシステム要件に示したサイズに設定してください。
（ディスプレイ:1366 × 768 以上の解像度(DPI:96 かつ画面上の文字 100%)）
お使いのパソコンで文字のサイズを大きく設定している場合は、
文字サイズを 100％に戻してください。
【文字サイズの変更方法】
・Windows7 の場合
画面左下にあるスタートボタンをクリックして、開いた画面からコントロールパネルを選択してください。

②「コントロールパネル」
を選択します① 画面左下にある「スタートボタン」をクリックします5コントロールパネルで「デスクトップのカスタマイズ」をクリックしてください。続けて開いたウインドウの中にある「テキストやその他の項目の大きさの変更」をクリックしてください。

「デスクトップのカスタマイズ」
を選択してクリックします「テキストやその他の項目の大きさの変更」
を選択してクリックします「ディスプレイ」の画面で、「小-100%(既定)」を選択してから「適用」ボタンをクリックしてください。

① 「小-100%(既定)」を選択します② 「適用」ボタン
をクリックします6

・Windows8 および 8.1 の場合画面下で、右クリックすると現れる「全てのアプリ」をクリックします「ディスプレイ」を選択してクリックします① 「小-100%(既定)」を選択します② 「適用」ボタン
をクリックします7

・Windows10 の場合②「コントロールパネル」
を選択します① 画面左下にある「スタートボタン」をクリックします「ディスプレイ」を選択してクリックします8「ディスプレイ設定」をクリックします

サイズを 100%(推奨)に設定します注意
GTRice 使用時（インストール時を含む）は、常にプロテクト用USB メモリをお使いのパソコンの USB ポートに取り付けておくようにしてください。
また、プロテクト用 USB メモリは紛失しないようにしてください。
万一紛失した場合には、再発行が必要となります（※有償）。

9

(2)USB シリアル変換アダプタ(REX-USB60F)ドライバのインストール①USB メモリ内の GTRice_Setup フォルダをダブルクリックで開きます。
②USB シリアル変換アダプタフォルダの「USB60F_Setup」をダブルクリック
して起動します。画面表示に従ってインストール作業を進めて下さい。
③変更の許可とインストールを求められますので「はい」をクリックします。

オプション品のバーコードタッチスキャナをご使用になる場合は、以下の手順にて、ドライバのインストールを行ってください。
使用しない場合は「(4)GTRice のインストール」に進んでください。

(3)バーコードタッチスキャナ用ドライバのインストール① その USB メモリ内の GTRice_Setup フォルダをダブルクリックで開き、
バーコードリーダフォルダにある「CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7」
をダブルクリックして起動します。
変更の許可を求められますので、「はい」をクリックしてください。

10

② 下記の手順にて、バーコードタッチスキャナ用のドライバをインストールしてください。

③下記画面上の項目（I accept…）にチェックを入れ、「Next」をクリックしてください。

11

④「Next」をクリックしてください。

⑤「Install」をクリックしてください。

⑥「Finish」をクリックしてください。

12

⑦「Install」をクリックしてください。

(4)GTRice のインストール
USB メモリ内の GTRice_Setup フォルダにあるインストーラ（setup）をダブルクリックして起動し、以下の手順にてインストールしてください。
①「インストール」をクリックしてください。

②変更の許可を求められますので、「はい」をクリックしてください。

13

既にインストールされている場合には、下記メッセージが表示されますが、「はい」をクリックし、インストールを継続してください。

③「次へ」をクリックしてください。

④「インストール」をクリックして、インストールを開始してください。
下図のユーザー情報の項目には、お使いのパソコンのユーザー情報が表示されます

14

⑤変更の許可を求められますので、「はい」をクリックしてください。

⑥「完了」をクリックしますと、インストールが完了します。

15

(5)メイン画面_「D.各種タブ情報欄」の設定「GTRice」のインストールが完了しますと、メイン画面に表示します「D:各種タブ情報欄」の各項目を変更または追加することができます。

「D.各種タブ情報欄」の設定を行います

D.各種タブ情報欄

メイン画面の構成につきましては、後述の「4.画面設定」「GTRice メイン画面の説明」ご覧ください。
項目を変更または追加する必要がない場合には、「次へ」をクリックし、次の設定画面へ進んでください。
デスクトップに作成された GTRice のショートカットアイコンをダブルクリックして、GTRice ソフトを起動します。
購入いただきましたバージョンが表示されます。
お手持ちの測定器がパソコンに接続されていないことを確認して、「次へ」をクリックしてください。

【ショートカットアイコン】

16

①右側に表示例を示してあります。表示名称を変更したい場合は、下図の赤枠内の項目を変更してください。
<<本項目機能は「流通版」にはございません。>>②新しく管理したい項目を自由項目として最大 10 項目まで追加することができます。
<<営農指導版・データ管理版・食味分析計版の場合>>
管理したい項目を追加する場合は、下図の赤枠内にタブ名称および管理したい項目の名称（表示名）を入力してください。
変更後は、表示内容を確認後、「次へ」をクリックしてください。
項目を変更または追加する必要がない場合には、「次へ」をクリックし、次の設定画面へ進んでください。

タブの名称タブに表示される
項目の名称

17

<<流通版の場合>>
流通版では予め項目とタブの名称にデフォルトの名称が入っています。
変更が必要な場合には、下図の赤枠内の項目を変更してください。
変更後は、表示内容を確認後、「次へ」をクリックしてください。
項目を変更または追加する必要がない場合には、「次へ」をクリックし、次の設定画面へ進んでください。

③営農指導版では、各種タブ情報を選択することが出来ます。
管理したいタブ項目欄に☑を入れてください。
<<本項目機能は「営農指導版」のみ有効です。>>

18

(6)食味分析計のセットアップ
以下の手順にて食味分析計のセットアップをしてください。

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

Ⅳ
Ⅰ．食味分析計の使用の有無（YES/NO）を選択してください。
Ⅱ．食味分析計を使用する場合は、使用機種を選択してください。
Ⅲ．食味分析計をパソコンに接続してください。
測定器は USB ハブを介さず、直接パソコンの USB ポートに接続するようにしてください。
接続後、「次へ」をクリックしますとポートを自動検出します。
（検出したポートの番号が「接続ポート」欄に表示されます。）
Ⅳ．ポートの自動検出後、「次へ」をクリックすると食味分析計のセットアップが完了して次の設定に進みます。
ポート番号は、各測定器をパソコンのどの USB ポートに接続するかで変わります。
測定器毎に使用ポートを固定することをお勧めします。
食味分析計を接続しているパソコンの USB ポート付近に、付属のポート識別シール(食味分析計用、下図参照)を目印として貼り付けてください。
【食味分析計用のポート識別シール】

19

(7)穀粒判別器のセットアップ<<本項目機能は「食味分析計版」にはございません。>>

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

Ⅳ
Ⅰ．穀粒判別器の使用の有無（YES/NO）を選択してください。
Ⅱ．穀粒判別器を使用する場合は、使用機種を選択してください。
Ⅲ. 穀粒判別器をパソコンに接続してください。
測定器は USB ハブを介さず、直接パソコンの USB ポートに接続するようにしてください。
接続後、「次へ」をクリックしますとポートを自動検出します。
（検出したポートの番号が「接続ポート」欄に表示されます。）
Ⅳ．ポートの自動検出後、「次へ」をクリックすると穀粒判別器のセットアップが完了して次の設定に進みます。
ポート番号は、各測定器をパソコンのどの USB ポートに接続するかで変わります。
測定器毎に使用ポートを固定することをお勧めします。
穀粒判別器を接続しているパソコンの USB ポート付近に、付属のポート識別シール(穀粒判別器用、下図参照)を目印として貼り付けてください。
【付属の穀粒判別器シール】

20

(8)バーコードタッチスキャナ（オプション）のセットアップ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅰ．バーコードタッチスキャナの有無（YES/NO）を選択してください。
Ⅱ. バーコードタッチスキャナを使用する場合は、パソコンに接続してください。
接続後、「次へ」をクリックするとポートを自動検出します。
（検出したポートの番号が「接続ポート」欄に表示されます。）
Ⅲ．ポートの自動検出後、「次へ」をクリックするとバーコードタッチ
スキャナのセットアップが完了して次の設定に進みます。
(9)管理システム名とデータファイル名の決定
画面を参照して、システム名と玄米・精米用の各データファイル名を決めて入力してください。入力後は、「次へ」をクリックしてください。
（これまでの設定が反映され、GTRice のメイン画面が立ち上がります。）【入力例】
システム名：2016 年サンプル測定
玄米用データ名：玄米 2016
精米用データ名：精米 201621

(10)通信の設定
GTRice のメイン画面が立ち上がったら、測定機器との通信設定を行います。
通信設定については、「6.各メニューバーの項目説明」の中の「 (5)設定(各種条件設定) 」にある「[2]機器・通信設定」を参照してください。
※機器通信条件は、測定機器側の通信設定と同じ設定にしておく必要がありますまた画面についての設定を行う場合は、「4.画面設定」を参照してください。

22

3．各バージョンの操作一覧表(1)営農指導版【営農指導版の操作一覧表】
ファイル
データベースの作成
現行データベースからの作成
初期データベースでの作成
データベース選択
データファイルの新規作成
データファイルを開く
玄米のデータファイルを開く
精米のデータファイルを開く
データファイルに名前をつけて保存
データファイルの削除
玄米のデータファイルを削除
精米のデータファイルを削除
プリンタ設定使用するプリンタの機種選択
終了
プロテクトUSBメモリへのバックアップ
データファイル入出力
外部データファイルの読み込み
外部データを新規に作成したデータファイルへ取り込み
外部データを現在開いているデータファイルに集約して取り込み
外部への出力日付で絞り込んでCSVファイルに出力
全レコードをCSVファイルに出力
編集
参照マスタ編集
診断書コメントの編集
総合格付判定基準の編集
生産者マスタ編集
手入力による項目の追加・削除
インポート機能による外部CSVファイルからのデータ取り込み
エクスポート機能による外部へのCSVファイル出力
肥料マスタ編集
手入力による項目の追加・削除
ランクマスタ編集
ランクを決定する閾値の設定（水分・タンパク・アミロース・脂肪酸度・スコア・整粒・未熟粒・被害粒・
胴割粒・砕粒・死米・着色粒・他被害・食味格付（タンパク/スコア))
閾値の境界線の扱いの設定表示しているデータの削除
測定データ一覧
データ検索
印刷
単票印刷
診断書の印刷
現在表示しているデータの印刷範囲を指定してまとめて印刷
日付での絞込み・選択条件による並べ替え印刷
食味品質評価票の印刷
現在表示しているデータの印刷範囲を指定してまとめて印刷
日付での絞込み・選択条件による並べ替え印刷
日報印刷
日付を選択して印刷
印刷の詳細設定
日報に印刷する項目の追加・削除
日報印刷時の列幅の調整
印刷項目の印刷順変更
データベース項目への全項目（全フィールド）の表示
設定
自動採番設定機器・通信設定
接続機種構成穀粒判別器の使用有無・機種選択
食味分析計の使用有無・機種選択
バーコードリーダの使用有無
機器通信条件
穀粒判別器のポート・通信条件の設定
食味分析計のポート・通信条件の設定
バーコードリーダのポート設定
システム設定CSVファイルの外部出力先（ファイルパス）の変更
単票の自動印刷設定
レーダーチャート表示する項目の選択
診断書コメント用閾値の設定

23

(2)データ管理版【データ管理版の操作一覧表】
ファイル
データベースの作成
現行データベースからの作成
初期データベースでの作成
データベース選択
データファイルの新規作成
データファイルを開く
玄米のデータファイルを開く
精米のデータファイルを開く
データファイルに名前をつけて保存
データファイルの削除
玄米のデータファイルを削除
精米のデータファイルを削除
プリンタ設定使用するプリンタの機種選択
終了
プロテクトUSBメモリへのバックアップ
データファイル入出力
外部データファイルの読み込み
外部データを新規に作成したデータファイルへ取り込み
外部データを現在開いているデータファイルに集約して取り込み
外部への出力日付で絞り込んでCSVファイルに出力
全レコードをCSVファイルに出力
編集
参照マスタ編集
総合格付判定基準の編集
生産者マスタ編集
手入力による項目の追加・削除
インポート機能による外部CSVファイルからのデータ取り込み
エクスポート機能による外部へのCSVファイル出力
肥料マスタ編集
手入力による項目の追加・削除
ランクマスタ編集
ランクを決定する閾値の設定（水分・タンパク・アミロース・脂肪酸度・スコア・整粒・未熟粒・被害粒・
胴割粒・砕粒・死米・着色粒・他被害・食味格付（タンパク/スコア))
閾値の境界線の扱いの設定表示しているデータの削除
測定データ一覧
データ検索
印刷
単票印刷
食味品質評価票の印刷
現在表示しているデータの印刷範囲を指定してまとめて印刷
日付での絞込み・選択条件による並べ替え印刷
日報印刷
日付を選択して印刷
印刷の詳細設定
日報に印刷する項目の追加・削除
日報印刷時の列幅の調整
印刷項目の印刷順変更
データベース項目への全項目（全フィールド）の表示
設定
自動採番設定機器・通信設定
接続機種構成穀粒判別器の使用有無・機種選択
食味分析計の使用有無・機種選択
バーコードリーダの使用有無
機器通信条件
穀粒判別器のポート・通信条件の設定
食味分析計のポート・通信条件の設定
バーコードリーダのポート設定
システム設定CSVファイルの外部出力先（ファイルパス）の変更
単票の自動印刷設定
レーダーチャート表示する項目の選択

24

(3)食味分析計版【食味分析計版の操作一覧表】
ファイル
データベースの作成
現行データベースからの作成
初期データベースでの作成
データベース選択
データファイルの新規作成
データファイルを開く
玄米のデータファイルを開く
精米のデータファイルを開く
データファイルに名前をつけて保存
データファイルの削除
玄米のデータファイルを削除
精米のデータファイルを削除
プリンタ設定使用するプリンタの機種選択
終了
プロテクトUSBメモリへのバックアップ
データファイル入出力
外部データファイルの読み込み
外部データを新規に作成したデータファイルへ取り込み
外部データを現在開いているデータファイルに集約して取り込み
外部への出力日付で絞り込んでCSVファイルに出力
全レコードをCSVファイルに出力
編集
参照マスタ編集
総合格付判定基準の編集
生産者マスタ編集
手入力による項目の追加・削除
インポート機能による外部CSVファイルからのデータ取り込み
エクスポート機能による外部へのCSVファイル出力
肥料マスタ編集
手入力による項目の追加・削除
ランクマスタ編集
ランクを決定する閾値の設定（水分・タンパク・アミロース・脂肪酸度・スコア・整粒・未熟粒・被害粒・
胴割粒・砕粒・死米・着色粒・他被害・食味格付（タンパク/スコア))
閾値の境界線の扱いの設定表示しているデータの削除
測定データ一覧
データ検索
印刷
日報印刷
日付を選択して印刷
印刷の詳細設定
日報に印刷する項目の追加・削除
日報印刷時の列幅の調整
印刷項目の印刷順変更
データベース項目への全項目（全フィールド）の表示
設定
自動採番設定機器・通信設定
接続機種構成食味分析計の使用有無・機種選択
バーコードリーダの使用有無
機器通信条件
食味分析計のポート・通信条件の設定
バーコードリーダのポート設定
システム設定CSVファイルの外部出力先（ファイルパス）の変更
単票の自動印刷設定
レーダーチャート表示する項目の選択

25

(4)流通版【流通版の操作一覧表】
ファイル
データベースの作成
現行データベースからの作成
初期データベースでの作成
データベース選択
データファイルの新規作成
データファイルを開く
玄米のデータファイルを開く
精米のデータファイルを開く
データファイルに名前をつけて保存
データファイルの削除
玄米のデータファイルを削除
精米のデータファイルを削除
プリンタ設定使用するプリンタの機種選択
終了
プロテクトUSBメモリへのバックアップ
データファイル入出力
外部データファイルの読み込み
外部データを新規に作成したデータファイルへ取り込み
外部データを現在開いているデータファイルに集約して取り込み
外部への出力日付で絞り込んでCSVファイルに出力
全レコードをCSVファイルに出力
編集
参照マスタ編集
総合格付判定基準の編集
ランクマスタ編集
ランクを決定する閾値の設定（水分・タンパク・アミロース・脂肪酸度・スコア・整粒・未熟粒・被害粒・
胴割粒・砕粒・死米・着色粒・他被害・食味格付（タンパク/スコア))
閾値の境界線の扱いの設定表示しているデータの削除
測定データ一覧
データ検索
印刷
単票印刷
食味品質評価票の印刷
現在表示しているデータの印刷範囲を指定してまとめて印刷
日付での絞込み・選択条件による並べ替え印刷
日報印刷
日付を選択して印刷
印刷の詳細設定
日報に印刷する項目の追加・削除
日報印刷時の列幅の調整
印刷項目の印刷順変更
データベース項目への全項目（全フィールド）の表示
設定
自動採番設定機器・通信設定
接続機種構成穀粒判別器の使用有無・機種選択
食味分析計の使用有無・機種選択
機器通信条件
穀粒判別器のポート・通信条件の設定
食味分析計のポート・通信条件の設定
システム設定CSVファイルの外部出力先（ファイルパス）の変更
単票の自動印刷設定
レーダーチャート表示する項目の選択

26

4.画面設定(1)GTRice の起動
パソコンのデスクトップ上にあるショートカットアイコン（GTRice）
をダブルクリックします。
起動画面が立ち上がり、続いてメイン画面が表示されます。
【起動画面】【メイン画面】【GTRice メイン画面の説明】
A.メニューバー

C.サンプル情報欄

B.押しボタンE.食味分析計
測定値
G.穀粒判別器
測定値

D.各種タブ情報欄

F.レーダーチャート

H.格付欄

A.メニューバー：クリックしますと、項目別に操作を選択することが出来ます。
B.押しボタン：クリックしますと、次に示す動作を実行します。
27

「＜」：1 つ前の測定データに戻ります。
「＞」：1 つ先のデータに進みます。（選択時に測定データの保存が行われます）「≫」：最後のデータへジャンプします。（測定データがある場合には、ジャンプ
前にデータを保存するかの選択画面が表示されます。）「終了」：GTRice を終了します。
C.サンプル情報欄：サンプルの情報に関する入力欄です。
D.各種タブ情報欄：生産者・圃場・土壌・施肥などの情報に関する入力欄です。
E.食味分析計測定値：食味分析計での測定値が表示されます。
手入力による測定値の変更も可能です。手入力操作した場合には、No.の箇所に赤い印が表示されます。

F.レーダーチャート：各測定器の測定結果から判定したランクをレーダーチャートで表示します。
G.穀粒判別器測定値：穀粒判別器での測定値が表示されます。
手入力による測定値の変更も可能です。手入力操作した場合には、No.の箇所に赤い印が表示されます。

H.格付欄：測定器（食味分析計および穀粒判別器）の測定結果からの格付および総合格付を表示します。

28

(2)データベース・データファイルの作成
データベースおよびデータファイルを作成します。
現在のデータベースと分けた管理をしたい場合、
新しくデータファイルを作成したい場合には、『６．各メニューバーの項目説明』を参照してください。
(3)測定条件設定【ランク閾値の設定】（メニューバー⇒編集⇒ランクマスタ編集）
各測定結果のランクを決めるための閾値を変更することができます。
変更するには、ランクマスタテーブルの編集画面を開きます。
①変更したい項目をクリックしますと、右側にランクテーブルが表示されます。
②ランクテーブルの上限側の値を変更します。
③境界線の扱いを選択します。
④「閉じる」をクリックすると変更が完了します。
変更できるのは上限側の値のみになります。
上限の値を変更すると、設定完了時に下限の値も自動的に変更されます。
②上限の値を①例として「水分」
メニューバーの「編集」の項目をクリックします

変更します

をクリックします③「境界の扱い」を選択します④「閉じる」をクリックします29【機器・通信の設定】
機器・通信の設定については、[2] 機器・通信設定(68 ページ)を参照。
【情報入力】
メイン画面において、サンプル情報・生産者などの情報を追加または削除することができます。
名称の後に△がついている項目は、表示名欄（例えば、「品種△」や「等級△」など）をダブルクリックしますと、リストの編集画面が開き、任意の項目を追加または削除できます。

②品種のリスト編集
画面が開きます①「品種△」をダブルクリックします【項目追加】
項目リストに、新しく項目を追加することができます。

① 追加したい項目の名称を入力します②「保存」をクリックします30【項目削除】リストに表示されている項目の中から、任意の項目を選択して削除することができます。

②「項目削除」をクリックします① 削除したい項目をクリックします31【各情報タブへの項目記入】
・生産者情報タブ<<本機能は、「流通版」にはございません。>>
生産者に関する情報を登録することができます。
（メニューバー⇒編集⇒生産者マスタ編集）
生産者マスタに予め生産者情報を登録しておくと、生産者コードの番号を入力するだけで、生産者マスタから登録情報を読み出すことができます。
（生産者情報を登録しますと、毎回手入力する手間を省けます。）
また、生産者コードはオプションのバーコードリーダを使って入力することも可能です。

32

生産者マスタテーブルの使用例を記します。
生産者マスタテーブルに、予め図のような情報を登録しておきます。

①生産者情報タブの「生産者コード」に「１」を入力します。
②生産者マスタテーブルに登録されている情報が即座に読み込まれます。
① 「１」を入力します② 生産者マスタテーブル
から自動的に登録情報が読み出されます33

・流通玄米情報タブ<<本機能は、「流通版」のみ有効です。>>
玄米の流通段階でよく使われる項目を登録しておくことができます。

・流通精米情報タブ<<本機能は、「流通版」のみ有効です。>>
精米の流通段階でよく使われる項目を登録しておくことができます。

34

・圃場情報タブ<<本機能は、「営農指導版」のみ有効です。>>
圃場管理についての情報を登録しておくことができます。

育苗様式・栽植密度・病害虫の項目については、診断書
コメントに関わる項目になります。
診断書コメントを利用する場合は、予め項目を設定しておく必要があります。
診断書のコメントを参考にして営農指導することにより、お米の品質向上につなげることができます。

35

・土壌管理タブ<<本機能は、「営農指導版」のみ有効です。>>
土壌管理についての情報を登録しておくことができます。

透排水性および登熟温度の項目については、診断書コメントに関わる項目になります。
診断書コメントを利用する場合は、予め項目を設定しておく必要があります。
診断書のコメントを参考にして営農指導することにより、お米の品質向上につなげることができます。

36

・施肥情報タブ<<本機能は、「営農指導版」のみ有効です。>>
施肥についての情報を登録しておくことができます。
（メニューバー⇒編集⇒肥料マスタ編集）
肥料マスタに予め情報を登録しておくことで、肥料を選択して、施肥量を入力すれば N（窒素）・P（リン）・K（カリウム）の量が自動で算出されます。

窒素全量(N の合計値)は、診断書コメントに関わる
項目になりますので、診断書コメントを利用する場合はその項目を設定しておく必要があります。
診断書のコメントを参考にして栽培管理をすることにより、お米の品質向上につなげることができます。

37

・コメントタブ
ユーザーが気付いた点をコメントで記録できます。
ただし、記入できる文字数は最大 180 文字です。

38

・画像タブ
測定サンプルの画像ファイル(JPG 形式)を、保存することができます。

外部から JPEG 方式の画像ファイルを読み、保存できます。
読み込んだ画像をダブルクリックしますと、新しいウイン
ドウが開き、拡大された画像が表示されます。

39

5.測定データの表示・印刷・保存(1)測定結果の表示
接続機器からの測定結果をパソコンで受信し、GTRice の画面に値を表示します。
接続機器から測定結果が送信されても GTRice の画面に表示されない場合は、トラブルシューティングの「(1)測定器からのデータが表示されない（通信ができていない）」
を参照してください。

(2)測定結果の印刷測定した結果を単票（診断書または食味品質評価票）や日報として印刷することができます。
（メニューバー⇒印刷）
メニューバーの「印刷」
をクリックします40

【単票の帳票印刷】
測定結果を診断書または食味品質評価票として、印刷することができます。
＜診断書例＞<<本機能は、「営農指導版」のみ有効です。>>＜食味品質評価票例＞<<「食味分析計版」には、食味品質評価票の印刷機能はございません>>

41帳票は範囲指定印刷を選択しますと、日付でのデータの絞り込みができます。また並べ替え順(生産者情報タブの項目)の項目を選択しますと、選択した項目で並べ替え印刷することができます。

【例】2015 年に生産者コード No.00000001～00000003 までのデータが順不同で入っている場合、日付を「2015/9/1～2015/9/30」に指定し、並べ替え順を「生産者コード」にした例を記します。
測定時期が 2015 年 9 月 1 日～2015 年 9 月 30 日の期間に該当する測定データを、生産者コード No.00000001 から順に印刷することができます。
<上記例の印刷順番>① 生産者コード No.00000001、2015 年 9 月 1 日～2015 年 9 月 30 日間のデータを全て印刷します。
② 生産者コード No.00000002、2015 年 9 月 1 日～2015 年 9 月 30 日間のデータを全て印刷します。
③ 生産者コード No.00000003、2015 年 9 月 1 日～2015 年 9 月 30 日間のデータを全て印刷します。

42

【日報印刷】
測定したデータを日付単位で一覧表印刷することができます。

日報に印刷する項目を追加・削除および印刷項目の列幅を調整する場合には、
日報印刷画面の右上にある「詳細設定」ボタンをクリックします。
「全フィールド表示」ボタンをクリックしますと、詳細項目が表示されます。必要に応じて項目の追加・削除することができます。
【印刷項目の追加】② 「追加」をクリックします① 追加したい項目をクリックします③ 「保存」をクリックします。

③「閉じる」をクリックします43※変更後、「保存」をクリックしないと変更が反映されませので変更したい場合には必ず「保存」をクリックしてから「閉じる」
をクリックしてください。
【印刷項目の削除】① 削除したい項目をクリックします② 「削除」をクリックします④「閉じる」をクリックします③ 「保存」をクリックします※変更後、「保存」をクリックしないと変更が反映されませので変更したい場合には必ず「保存」をクリックしてから「閉じる」
をクリックしてください。

44

【印刷時の列幅の調整】① マウスを使い、セル間の境界線にカーソルを合わせます。

② カーソル表示が「⇔」に変わりますので、左右にドラッグして列幅を調整してください。
※ドラッグとは・・・マウスをクリックした状態のまま移動させることです。

④「閉じる」をクリックします③ 「保存」をクリックします※変更後、「保存」をクリックしないと変更が反映されませので変更したい場合には必ず「保存」をクリックしてから「閉じる」
をクリックしてください。

45

＜日報例＞(3)測定データの保存測定結果表示画面に表示される「＞」（表示データの切替）をクリックしますと、測定データを保存することができます。
また、未登録の測定データがある場合や保存済のデータを編集した場合には、「＜」や「≫」をクリックしますと、データを保存して更新するか選択のメニューが表示されます。

46

6.各メニューバーの項目説明(1)ファイル
現在のデータベースと分けた管理をしたい場合、新しくデータファイルを作成したい場合には、下記の手順で作成してください。
[1]データベースの作成（メニューバー⇒ファイル⇒データベースの作成）①新規作成するには、新しいシステム名（データベース名称）を入力します。
②作成元（現行データベース or 初期データベース）を選択し、「作成」をクリックしてください。
新しいデータベースが作成されます。

メニューバーの「ファイル」をクリックします

作成元に「現行データベース」を選択しますと、
現在 GTRice で開いているデータベースの設定をコピーして、新しいデータベースを作成することができます。
「初期データベース」を選択しますと、新しいデータベースを作成することができます。

47

[2]データベース選択「データベースの作成」において既に作成したデータベースを、一覧の中から選択して開くことができます。

① 開きたいデータベースをクリックして選択します②選択したデータベース名が表示されます③「開く」をクリックします[3]データファイルの新規作成
現在開いているデータベースと同じ設定で、データファイルだけを分けて管理したい場合には、新しくデータファイルを作ることができます。
①測定したい品目（玄米・精米）を選択します。
②データファイル名を入力し。
③「作成」をクリックします。

① 測定したい品目をクリックして選択します②データファイル名を入力します③「作成」をクリックします48

[4]データファイルを開く「データファイルの新規作成」で作成した既存のデータファイルを、一覧の中から選択して開くことができます。

①開きたいデータファイル
をクリックして選択します②選択したデータファイル
名が表示されます③「開く」をクリックします[5]データファイルに名前をつけて保存
現在開いているデータファイル名の名前を変え、別名で保存することができます。

① データ名を入力します②「保存」をクリックします[6]データファイルの削除
既に作成したデータファイルを、一覧の中から選んで削除できます。
ただし、開いているデータファイルの削除はできません。

49

① 削除したいデータをクリックして選択します（赤字のデータ名は現在開いているデータです）②選択したデータ名が表示されます③「削除」をクリックします[7]プリンタ設定
印刷に使用するプリンタを選択できます。

[8]終了
GTRice を終了します。
また、「実行」をクリックしますと、終了直前に開いていたデータベースのデータをプロテクトキー用 USB メモリ内にバックアップします。
プロテクト用 USB メモリ内にバックアップできるのは、終了時に開いていたデータベースに含まれるデータだけです。
（※データ量が多い場合、保存に時間がかかってしまうため、「USB メモリへの画像保存」の項目を選択した場合のみ
画像タブの画像ファイルが保存されます。また USB メモリには他のデータベースに保持されているデータは保存されません。）
メモリ内に保存されていた古いバックアップデータは上書きされますので、ご注意願います。
データベースに保存されているデータ量が多くなってくると、プロテクト用 USB メモリへの保存にかかる時間が長くなってきますので、適宜データベースを新しく作り直してください。
50

(2)データファイル入出力[1]外部データファイルの読み込み
データフォーマットの一致する CSV ファイルデータを GTRice に読み込むことができます。
データを読み込みたい CSV ファイルを選択し、「新規」または「集約」を選択します。

① 参照をクリックし、取り込みたい CSV
ファイルを選択します②「新規」または「集約」
をクリックします【新規】
読み込んだ CSV ファイルのデータを、新しいデータファイル名
で保存します。
①作成する品目をクリックします②データファイル名を入力します

③「作成」をクリックします51フォーマット（表示名や項目の有無など）が異なっている場合にはデータを取り込むことはできません。
フォーマットを合わせてから取り込む必要があります。
【集約】
現在開いているデータファイルに、読み込んだ CSV ファイルデータを追加します。
データを集約する場合、サンプル No.が重複しているデータは取り込んで集約することができません。
複数の場所で測定した測定データを１箇所にまとめて集約管理する必要がある場合（サンプル No.の重複を避けるなど）に、便利な機能です。
【注：複数個所からのデータを集約する場合の運用方法】
サンプル No.の上位桁を、測定場所固有の番号として割り当てる
ことで、データ集約の際にサンプル No.が重複しないようにする
ことができます。
（測定を開始するサンプル No.は、設定⇒自動採番設定の項目にて、変更できます。）<複数個所からデータを集約する場合の運用例>
各測定場所のサンプル No.を下記の値から開始するようにします。
・本部(データ集約先)のサンプル No.：00000001～
・支所 A のサンプル No.：10000001～
・支所 B のサンプル No.：20000001～
・支所 C のサンプル No.：30000001～
測定開始前に、メニューバーの「設定⇒自動採番設定」において、支所 A は No.10000001、支所 B は No.20000001、
支所 C は No.30000001、に値を変更してから測定を開始します。

52

[2]外部への出力
現在開いているデータファイルの測定結果を、「日付」または「全て」
を選択後、指定した保存先のファイルに出力することができます。

53

(3)編集(各種マスタ)[1]参照マスタ編集
診断書のコメント内容や総合格付判定の結果の項目内容を変更することができます。
（ただし、「変換元」の項目内容は変更できません。）※診断書のコメントの決定の仕組みについては、「7.診断書のコメント表示」を参照してください。

診断書のコメント（※「営農指導版」のみ）の内容は、測定結果および肥料などの入力データに基づいて表示内容を決定しています。大幅にコメント内容を変更した場合、実際の測定
データと表示されるコメントの間の関連性が失われる恐れがありますので、ご注意ください。
ウインドウを拡大するとコメント内容全体が見えるようになり、見やすくすることができます。

総合格付判定は、メイン画面の「食味格付」、「外観格付」から「総合評価」を決定します。デフォルト設定では、「食味格付」、「外観格付」のうちの評価の低いほうが「総合評価」に反映されます。（欠点格下げ法を採用しています）（格付の評価は、評価の良いほうから順に「Ｓ＞Ａ＞Ｂ＞Ｃ＞Ｄ」の 5 段階評価になっています。
例えばデフォルトでは、「食味格付」=「Ａ」、「外観格付」=「Ｃ」の場合には、「総合評価」は「Ｃ」となります。

54

ただし、「総合格付判定基準」の判定を変更することができます。
例えば、「食味格付」=「Ａ」、「外観格付」=「Ｃ」の場合には、「変換元」=「ＡＣ」、「変換後」=「Ｃ」となっています。
ここで、「変換後」データを「Ｂ」に変更しますと、「総合評価」
は「Ｂ」に変わります。（下図参照）

食味格付「A」、
外観格付「C」のときの総合評価が「C」に設定されている① 食味格付「A」、
外観格付「C」のときの総合評価を「B」に変更する②「閉じる」をクリックすると、設定が反映されます55

[2]生産者マスタ編集<<本機能は、「流通版」にはございません>>
生産者コードと連動して、生産者情報のタブに表示するためのリスト
情報を編集することができます。
編集の方法には下記２つの方法があります。
Ⅰ．手入力での編集
Ⅱ．外部の CSV ファイルからのデータ取込
また、現在のリスト情報を CSV ファイルで外部出力(データ出力)
することも可能です。
CSV ファイルからのデータ取込をする場合、現在のリストに「上書き」されますのでご注意ください。
（現在の生産者マスタテーブルに表示されているデータの末尾に追加されるわけではありません。）
また CSV フォーマットが異なる場合には、データ取込できません。
フォーマットが異なる場合は、下記手順でデータ取込してください。
①一旦現在の生産者マスタリストをデータ出力の項目から、
CSV ファイル形式で外部出力します。
②外部出力した CSV ファイルを開いて、該当する項目に対して取り込みたいファイルのデータをコピーして編集します。
③編集が終わった CSV ファイルを、データ取込で取り込みます。
【CSV フォーマットが異なる場合のインポート例】①「データ出力」をクリックし、現在の生産者マスタリストを CSV ファイルで外部出力します56

②「データ取込」をクリックし、保存した CSV
ファイルを開きます （下図参照）②CSV ファイルを右クリック
して、メニューから「開く」
をクリックします

選択された CSV ファイルが開きます57

③フォーマットの異なるファイルのデータをコピー&ペーストで貼り付けた後、保存します③保存したファイルが、選択されていることを確認後、「開く」をクリックします④生産者マスタにデータが取り込まれますので、「保存」をクリックします58

【手入力で項目を追加する場合】①追加するための行が足りない場合には、「追加」にて行を追加します②生産者コード等の情報を入力します③入力後、「保存」をクリックします【手入力で項目を削除する場合】②削除をクリックしますと、削除した
い項目に「削」マークがつきます①削除したい項目を選択します③「保存」をクリックしますと削除されます削除したい項目を選択して、ダブルクリックしても、「削」マークを付けることができます。再度ダブルクリックしますと一旦付けた「削」マークを取り消すこともできます。
削除したい項目が複数ある場合は、上記①②の工程を繰り返すか、
項目毎にダブルクリックを繰り返して、「削」マークを複数個所につけ、まとめて削除することができます。
59

[3]肥料マスタ編集<<本機能は、「営農指導版」のみ有効です。>>
肥料マスタテーブルに表示する肥料を、追加・削除することができます。
【項目を追加する場合】①追加を押して、行を追加します②入力後、「保存」をクリックします【項目を削除する場合】②削除をクリックしますと、削除した
い項目に「削」マークがつきます①削除したい項目を選択します③「保存」をクリックすると削除されます60削除したい項目を選択して、ダブルクリックしても、「削」マークを付けることができます。再度ダブルクリックしますと一旦付けた「削」マークを取り消すこともできます。
削除したい項目が複数ある場合は、上記①②の工程を繰り返すか、
項目毎にダブルクリックを繰り返して、「削」マークを複数個所につけ、まとめて削除することができます。

【肥料マスタ編集の項目について】
・N/P/K
それぞれ肥料 100kg あたりに含まれているＮ（窒素）、Ｐ（リン）、Ｋ（カリウム）の含有量（kg）になります。
・基肥比率/追肥比率
それぞれ基肥として追加された場合、追肥として追加された場合に効果を示す割合を示しています。
基肥比率・追肥比率が 100（％）の肥料は速効性の肥料です。
基肥・追肥のいずれかを使用したタイミングだけで、100（％）の N/P/K 効果を示すものになります。
これに対し、基肥比率と追肥比率の合計値が 100（％）のもの
は、基肥として投入すると、基肥としても追肥としてもそれぞれ一定の割合（基肥比率および追肥比率の割合）で N/P/K 効果を示す緩効性の肥料になります。

61

[4]ランクマスタ編集
各測定器で測定した成分のランクを決定するための閾値などを変更することができます。
また、境界線の扱いについても選択することができます。

[5]表示しているデータの削除
現在 GTRice 画面に表示している１個の測定データを削除できます。

測定データは測定をやり直すことで、上書きすることもできますが、間違えたデータが残っているような場合などに削除することもできます。
データを削除したことにより、次に測定したいサンプル No.にズレが生じた場合には、（メニューバー⇒設定⇒自動採番設定）で次に測定するサンプル No.を指定してください。
62

[6]一覧削除
現在 GTRice 画面に表示している測定データだけでなく、開いている
データ（ファイル）の中から複数項目を選択して削除することができます。

① 削除したい項目を選択してダブルクリックすると「削」マークがつきます②「保存」をクリックすると削除が実行されます【一覧削除の手順】
削除したいデータの「削」項目セルにおいて、ダブルクリック
しますと「削」のマークが表示されて、削除対象となります。
削除したいデータに「削」マークをつけてから「削除」をクリックしますと、複数のデータを一度に削除できます。
一度付いた「削」マークは、再度ダブルクリックしますと取り消すことができます。
測定データ一覧の各ページに表示できる測定データ数は、20 個です。
「＜」ボタン：前のページへ移動（20 データ分戻る）します。
「＞」ボタン：次のページへ移動（20 データ分進む）します。
表示 No.もしくはサンプル No.を選択してから、番号を手入力し、「更新」ボタンをクリックしますと、指定した番号のデータにジャンプできます。

63

[7]データ検索

サンプル No.に番号を手入力後、「検索」ボタンをクリック
しますと、指定した番号の測定データにジャンプできます。

64

(4)印刷（測定結果の印字）[1]単票印刷
現在 GTRice 画面に表示されている測定データを、診断書もしくは
食味品質評価票として印刷することができます。測定結果とともに、レーダーチャートやコメントタブに入力したコメントメモ等が印刷されます。さらに診断書においては、食味・外観測定データ、施肥量、登熟温度、栽植密度等から診断結果のコメントも印刷されます。

＜診断書＞<<本機能は「営農指導版」のみ有効です。>>

65

＜食味品質評価票＞<<「食味分析計版」には、食味品質評価票の印刷機能はございません>>

66

[2]日報印刷
測定したデータを日付毎に選択して、日報印刷することができます。
また、日報印刷のウインドウの右上にある「詳細設定」をクリックすると、日報に印刷する項目の選択と各項目を印刷する際のセルの幅を調整することができます。
デフォルトでは、「データベース項目」の欄には主要な項目だけを表示してありますが、必要に応じて「全フィールド表示」をクリックすることで、詳細な項目が「データベース項目」に表示されるようになり、「印刷項目」に追加できるようになります。

＜日報＞

67

(5)設定(各種条件設定)[1]自動採番設定
サンプル No.を手入力で変更した場合や、データの削除によって次に測定するサンプル No.がズレた場合には、次に測定するサン
プルのサンプル No.を設定することができます。

[2]機器・通信設定（メニューバー⇒設定⇒機器・通信設定）
接続機器と機器通信条件の変更ができます。
接続する機器を設定する場合には、データを「有」に変更し、使用する機器を選択します。
機器通信条件を設定する場合には、接続するポート(チャンネル)やボーレート（通信速度）などの通信条件を設定してください。

メニューバーの「設定」をクリックします

穀粒判別器の制御の項目は「有」を選択します68

[3]システム設定
システムの各項目を設定できます。

【ファイルパスの設定】
外部にデータを出力する際の出力先を指定することができます。
【印刷設定】「自動単票印刷」の項目にチェックを入れると、サンプル測定後、「＞」ボタンをクリックしますと、単票が自動印刷されるように設定できます。
【食味格付基準設定】
玄米および精米の食味格付を決定するときに基準とする成分を選択（タンパク or スコア）することができます。

69

【レーダーチャート表示】
レーダーチャートに表示させる各成分を食味分析計および穀粒判別器において、それぞれ選択することができます。
（ただし、少なくとも合計 4 項目以上は表示成分を選択する必要があります。）【診断書コメント用の閾値の設定】
診断書のコメント欄に表示されるコメントを決定するための閾値を変更することができます。
（診断書のコメントを決定する具体的な処理の流れについては、「４．診断書のコメントフロー」を参照。）
7.診断書のコメント表示<<本機能は、「営農指導版」のみ有効です。>>(1)診断書に表示されるコメントについて[1]営農指導版で使用することができる診断書機能です。
コメント欄に表示される営農指導用のコメントは、下表の各種条件によって決定します。
診断書のコメント内容には、「格付コメント」、「食味コメント」、「外観コメント」、「水分コメント」の 4 種類があります。
条件により、コメントの表示内容が決まります。
【各コメントの種類について】
１． 格付コメント：食味分析計と穀粒判別器の測定データから判定される格付によって決定するコメント
２．

食味コメント：窒素全量、透排水性、育苗様式、栽植密度などによって決定する食味に関するコメント

３．

外観コメント：病害虫、登熟温度などによって決定する
外観に関するコメント

４．

水分コメント：食味分析計の水分値によって決定する水分に関するコメント70【診断書コメントの表示条件一覧】
食味格付

外観格付

参照マスタテーブル
診断書コメントの
「変換元」

A

―

A

A

A

AA

A

B

AB

A

C

AC

A

D

AD

A

S

AS

B

―

B

B

A

BA

B

B

BB

B

C

BC

B

D

BD

B

S

BS

C

―

C

C

A

CA

C

B

CB

C

C

CC

C

D

CD

C

S

CS

D

―

D

D

A

DA

D

B

DB

D

C

DC

D

D

DD

D

S

DS

S

―

S

S

A

SA

S

B

SB

S

C

SC

S

D

SD

S

S

SS

コメント内容食味は良いお米です。
更にＳランク目指してがんばってください。
食味・外観共に良いお米です。
更にＳランク目指してがんばってください。
食味は良いお米ですが、外観がやや劣ります。
外観品質の向上に努めてください。
食味は良いお米ですが、外観が劣ります。
外観品質の向上に努めてください。
食味は良いお米ですが、外観が劣ります。
外観品質の向上に努めてください。
外観は大変良いお米です。
食味もＳランクを目指してがんばってください。
食味は普通のお米です。
食味品質の向上に努めてください。
外観は良いお米ですが、食味は普通です。
食味の向上に努めてください。
食味は普通ですが、外観がやや劣ります。
食味・外観共に品質向上に努めてください。
食味は普通のお米ですが、外観が劣ります。
外観品質の向上に努めてください。
食味は普通のお米ですが、外観が劣ります。
外観品質の向上に努めてください。
外観は大変良いお米です。
食味もＳランク目指してがんばってください。
食味がやや劣ります。
食味品質の向上に努めてください。
外観は良いお米ですが、食味がやや劣ります。
食味の向上に努めてください。
食味・外観ともやや劣ります。
食味・外観共に品質向上に努めてください。
外観が劣り、食味もやや劣ります。
食味・外観共に品質向上に努めてください。
外観が劣り、食味も劣ります。
食味・外観共に品質向上に努めてください。
外観は大変良いお米ですが、食味がやや劣ります。
食味もＳランク目指してがんばってください。
食味が劣ります。
食味品質の向上に努めてください。
外観は良いお米ですが、食味が劣ります。
食味の向上に努めてください。
食味が劣り、外観もやや劣ります。
食味・外観共に品質向上に努めてください。
食味・外観品質とも劣るお米です。
食味・外観共に品質向上に努めてください。
食味・外観品質とも劣るお米です。
食味・外観共に品質向上に努めてください。
外観は大変良いお米ですが、食味が劣ります。
食味の向上に努めてください。
食味は大変良いお米です。
これからも継続してがんばってください。
食味は大変良いお米です。
外観もＳランク目指してがんばってください。
食味は大変良いお米ですが、外観がやや劣ります。
Ｓランク目指してがんばってください。
食味は大変良いお米ですが、外観が劣ります。
外観品質の向上に努めてください。
食味は大変良いお米ですが、外観が劣ります。
外観品質の向上に努めてください。
食味・外観品質とも大変良いお米です。
これからも継続して頑張ってください。

71

食味1

食味2
食味3
食味4

外観1

外観2

外観3

外観4

外観5

外観6

外観7

外観8

外観9

外観10

外観11

外観12

外観13

外観14

外観15

外観16

水分1

水分2

コメント内容タンパクが高く食味を落としています。
施肥基準を守り、
特に出穂前10日を過ぎた
施肥は控えましょう。
心土破砕や籾殻暗きょで透排水性の改善に務めてください。
栽培密度の基準を守ってください。
（中苗82株／坪・成苗72株／坪以上）
栽培密度の基準を守ってください。
（中苗82株／坪・成苗72株／坪以上）
病害虫により着色粒が多くなっています。
健苗育成と病害虫の早期発見・防除を行ってください。
刈り取りが遅く、着色粒が多くなっています。
適期刈り取りを行ってください。
着色粒が多くなっています。
収穫後すみやかに乾燥し、ヤケ米の発生を防止してください。
病害虫が発生し、被害粒が多いです。
健苗育成と病害虫の早期発見・防除を行ってください。
刈り取りが遅く、被害粒が多くなっています。
適期刈り取りを行ってください。
被害粒が多くなっています。
病害虫や刈り取り適期に気をつけてください。
水分が低く
胴割粒が発生しています。
過乾燥に気をつけ適正水分にしてください。
刈り取りが遅く、胴割粒が多くなっています。
適期刈り取りを行ってください。
胴割粒が多くなっています。
刈り取り遅れや過乾燥に気をつけてください。
水分が低く砕粒が発生しています。
過乾燥に気をつけ適正水分にしてください。
刈り取りが遅く、砕粒が多くなっています。
適期刈り取りを行ってください。
砕粒が多くなっています。
刈り取り遅れや過乾燥に気をつけてください。
刈り取りが早く、死米が多くなっています。
適期刈り取りを行ってください。
死米が多くなっています。
適期刈り取りや篩い目の選択に気をつけてください。
刈り取りが早く、未熟粒が多くなっています。
適期刈り取りを行ってください。
未熟米が多くなっています。
適期刈り取りや篩い目の選択に気をつけてください。
水分が高くカビの原因となります。
乾燥調整に注意してください。
水分が低く食味低下の原因となります。
過乾燥に注意してください。

共通条件

個別条件
・窒素全量が8kg（①窒素全量）以上

・食味ランクがB以下・タンパクのランクがC以下

・透排水性が不良・育苗様式が中苗・株数が81（②栽植密度（中苗株数））以下
・育苗様式が成苗
・株数が71（③栽植密度（成苗株数））以下
・着色粒のランクがC以下・病害虫有り・着色粒のランクがC以下・病害虫無し・登熟温度が1100（④登熟温度１）以上
・着色粒のランクがC以下・病害虫無し・登熟温度が1100（④登熟温度１）未満
・被害粒のランクがC以下・病害虫有り・被害粒のランクがC以下・病害虫無し・登熟温度が1100（④登熟温度１）以上・被害粒のランクがC以下・病害虫無し・登熟温度が1100（④登熟温度１）未満
・胴割粒のランクがC以下
・水分が13.9%(⑦水分下限値)以下

・外観格付けがB以下
・外観ランク（穀粒判別器の測定結果）にC以下がある・胴割粒のランクがC以下
・水分が13.9%(⑦水分下限値)より大きい
・登熟温度が1100（④登熟温度１）以上
・胴割粒のランクがC以下
・水分が13.9%(⑦水分下限値)より大きい
・登熟温度が1100（④登熟温度１）未満
・砕粒のランクがC以下
・水分が13.9%(⑦水分下限値)以下
・砕粒のランクがC以下
・水分が13.9%(⑦水分下限値)より大きい
・登熟温度が1100（④登熟温度１）以上
・砕粒のランクがC以下
・水分が13.9%(⑦水分下限値)より大きい
・登熟温度が1100（④登熟温度１）未満
・死米のランクがC以下
・登熟温度が900(⑤登熟温度２)以下・死米のランクがC以下
・登熟温度が900(⑤登熟温度２)より大きい・未熟米のランクがC以下
・登熟温度が900(⑤登熟温度２)以下
・未熟米のランクがC以下
・登熟温度が900(⑤登熟温度２)より大きい

無し

・水分が
16.0%(⑥水分上限値)以上

無し

・水分が
13.9%(⑦水分下限値)以下

上表の①～⑦は、メイン画面のメニューバーを開いた、システム設定内にある「診断書コメント用閾値の設定」の値になります。
72

8．トラブルシューティング
トラブル内容対応方法(1) 測 定 器 か ら の ①通信ケーブルがきちんと接続されているかデータが表示され確認してください。
ない（通信ができ ②GTRice の測定器設定（測定器名およびデータのていない）
有無が「有」になっているか）が正しく設定されているか確認してください。
⇒GTRice のメニューバーの「設定」から「機器・通信設定」を開いて、「接続機種構成」の項目を確認してください。
③通信設定（ポート（チャンネル）やボーレート、
穀粒判別器では制御が「有」になっているかなど)
が正しく設定されているか確認してください。
⇒GTRice の通信設定（メニューバーの「設定」から「機器・通信設定」を開いて「機器通信条件」の項目）を確認してください。
また、測定器の通信設定を確認し、ボーレート等がGTRice の設定と合致しているか確認してください。
④パソコンにシリアル変換アダプタのデバイスドライバ
をインストールしてあるか確認してください。
(2) 穀 粒 判 別 器 で 穀粒判別器の測定結果を、手入力で修正することができます。
の判別結果が、人 ただし、穀粒判別器の測定値を手入力で修正しても、仕様上の目で見た判別結 変更結果は格付には反映されません。
果と異なる
穀粒判別器の格付を変更したい場合には、直接格付欄に有効な格付値を入力してください。
（食味格付および総合格付の項目については、測定結果から自動計算されますので、手入力での変更はできません。）
手入力で測定値を変更した場合には、メーカー保証はできません。

73

(3)GTRice を ア ン パソコンに付属のプロテクト用 USB メモリを接続し、インストールした GTRice_Setup フォルダにあるインストーラ（setup）をい起動します。
画面に従って進み、選択項目で「削除」を選択してください。

(4)USB シリアル変 パソコンにプロテクト用 USB メモリを接続し、GTRice_Setup
換アダプタ用ドラ フォルダ内の USB シリアル変換アダプタフォルダを開きます。
イバをアンインス インストールの時に使用したのと同じ「USB60F_Setup」をトールしたいダブルクリックで起動します。
画面に従って進み、選択項目で「削除」を選択してください。

74

(5)GTRice が 正 常に動作しなくなっ
GTRice ソフトが起動していない状態で実行してください。
てしまった場合の
リカバリー
GTRice のバックアップデータを使って、前の状態にリカバリー、または初期設定で再セットアップすることができます。
プロテクト用 USB メモリ内の「GTRice_Setup」フォルダにある「GTRiceRecovery」フォルダを開きます。
「GTRiceRecovery」をダブルクリックで起動します。
①実行したい項目を選択します。
②復元するフォルダを選択します。
③「実行」ボタンをクリックします。

③「実行」ボタンをクリックする② ハードディスクデータからリカバリーする場合は、① リカバリー方法

復元するフォルダを選択する

を選択する

再セットアップ：初回インストールと同じです。
測定データは空の状態で起動します。
再度セットアップをやり直したい場合や、
バックアップされているデータを使用しても正常に動作しない場合に、使用します。
75

ハードディスクデータからリカバリー：
パソコンのハードディスクに保持されている直近の 30 個のバックアップデータの中から、選択してリカバリーを行います。
（フォルダ名は GTRice 終了時の日付と日時です。）
例えば、「GTRICE-20160126-092113」は2016 年 1 月 26 日の 9 時 21 分 13 秒に、
GTRice を終了したときのバックアップデータになります。
データは、下位にいくほど日付は新しくなります。
USB データからリカバリー（※緊急事態用）：
基本的には、ハードディスクからのリカバリーのほうを使用してください。
USB データからのリカバリーでは、ハードディスクが壊れてしまうなどの非常事態の際に、プロテクト用 USB メモリ内に保存されているバックアップデータ（※直近で使用・保存されていたデータベース１つだけ）を使い、リカバリーを実行します。
（復元フォルダの欄に、直近で使用・保存していたデータベー
スが表示されます。）【プロテクト用 USB メモリのバックアップデータについて】
緊急用に使用することを目的としているため、プロテクト用 USB メモリからのリカバリーで復元できるのは、直近で使用・保存していたデータベースのデータのみです。
（※前回 GTRice 終了時のプロテクト用 USB メモリへの保存の際に、「USB メモリへの画像保存」にチェックを入れずに保存していた場合は、画像タブに保存していた画像は保存されておりませんので、リカバリー後のものに、画像タブの画像は復元されません。）
また、過去に別のデータベースで保持されていたデータも復元できません。

76

(6) 表 示 項 目 の 追
加や表示するタブの変更をしたい

ただし、表示するタブの変更は「営農指導版」のみ可(5)「GTRice が正常に動作しなくなってしまった場合のリカバリー」において、「再セットアップ」を選択・実行
しますと、新しくデータベースを構成することにより、表示するタブを新たに作成することができます。
これまでに測定したデータは、元のデータベースに保管されます。
表示項目やタブの追加のための再セットアップは、できるだけ年度更新など大きな区切りになるところで実施するようにしてください。
測定途中で再セットアップしますと、再セットアッ
プ前のデータとの整合性が取れなくなってしまいます。

77

連絡先
本ソフトに異常が発生し、原因が不明で適切な処置ができない場合は、購入先または下記へ連絡してください。
◎

製品の修理・お取扱いのご相談ならびにご依頼は、最寄りの弊社営業所にお申し付けください。

特機推進部《〒４３７―１１２１》静岡県袋井市諸井１３００
ＴＥＬ〈０５３８〉２３－２６６１

ＦＡＸ〈０５３８〉２３－２６７４

本社《〒４３７―８６０１》静岡県袋井市山名町４－１
ＴＥＬ〈０５３８〉４２―３１１１

北海道営業所 〒007-0804

札幌市東区東苗穂 4 条 3 丁目 4 番 12 号

TEL〈011〉781-2234

東北営業所〒989-6135

宮 城 県 大 崎 市 古 川 稲 葉 字 亀 ノ 子 50-1

TEL〈0229〉23-7210

新潟営業所〒950-0923

新潟市中央区姥ケ山 1 丁目 5 番 30 号

TEL〈025〉287-1110

関東営業所〒302-0017 茨 城 県 取 手 市 桑 原 字 桑 原 1 4 2 4 - 1

TEL〈0297〉73-3530

中部営業所〒437-8601 静 岡 県 袋 井 市 山 名 町

TEL〈0538〉43-2251

北陸営業所〒920-0365

関西営業所〒661-0032 兵 庫 県 尼 崎 市 武 庫 之 荘 東 2 丁 目 10-8

中四国営業所 〒700-0975
九州営業所

4-1

石 川 県 金 沢 市 神 野 町 東 52

岡 山 市 今2 丁 目

8 - 1 2

〒839-0862 福 岡 県 久 留 米 市 野 中 町 1 4 3 8 - 1

ホームページアドレス

http://www.shizuoka-seiki.co.jp/

78

TEL〈076〉249-6177
TEL〈06〉6432-7890
TEL〈086〉244-4123
TEL〈0942〉32-449

07293 200 001B