Temperature Calibration Equipment

ADT875 ＆ ADT878
熱電対校正炉温度制御範囲 100°C ~ 1210°C
２モデルより選択
参照用 (ADT878) と作業標準 (ADT875)
表示精度± 1.5°C (ADT878)
安定度± 0.1°C
4 オンボード 測定チャンネル (PC オプション )プロセス校正オプションは、熱電対、スイッチ、タスクドキュメンテーション、および HART 通
信用のマルチチャネル読み出しを提供
ポータブル、堅牢、迅速な設定温度到達時間
自己校正機能 (PC オプション )マルチゾーン温度コントロール
内部及び外部温度センサー制御 (PC オプション )交換可能な金属製インサート
Wi-Fi 及び Bluetooth 機能
カラータッチスクリーン画面表示
ISO 17025- 認定校正証明書

データ付き

特許出願中の技術

製品概要
Additel 社は熱電対の校正作業に関連する多くの課題を理解しています。 それが ADT875-1210 及びADT878-1210 熱電対校正炉の販売を決定した理由です。
比類のない安定性、均一性、およびオプションのオンボードプロセス校正器により、熱電対の校正はかつてないほど容易になりました。ADT875-1210 と ADT878-1210 の 2 つの製品から選択可能で、組み込まれた特許取得済みのマルチゾーン温度制御は、これまでにない、非常に安定した均一な熱源を提供し、適度な投資から最良の結果を確実に得ることができます。金属製の交換可能なインサートにより、ユーザーはさまざまな UUT に対応するために必要な柔軟性と Additel に期待される耐久性を備えています。ADT875-1210 と ADT878-1210 は、オンボードプロセス校正機能の有無にかかわらず購入することができ、市場で最高の 1200°C 熱源を必要とするお客様に柔軟性を提供します。

Additel Catalog

熱電対の校正または検証作業を業務としている方には、この機会を逃さずに Additel の新しいクラス最高性能の熱電対校正炉をご検討ください。貴重な時間とお金を節約することが可能になります。

158

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

1582024/06/21

10:57:48

Temperature Calibration Equipment

温度制御
Additel ADT875 と ADT878 熱電対校正炉は、温度と温度勾配を制御するユニークで革新的な方法で設計されています。 これを「高度な適応制御」と呼びます。 このエキサイティングな新しい設計機能は、特許取得済みの風洞制御技術と Additelの優れた 3 ゾーン温度制御を組み合わせて、可能な限り最高の均一性と安定性を提供します。
各 ADT875 と ADT878 は Additel の認定試験ラボ（カリフォルニア州ブレア）でテストおよび校正されており、お客様がパッケージを開封したときに各製品が使用できる準備ができていることを確認します。 付属の認定校正証明書は、精度、安定性、均一性に関するデータを提供し、すべての ADT875と ADT878 熱電対校正炉のテストと校正の信頼性をさらに高めます。

共通仕様

温度範囲

表示精度

878-1210 [1]875-1210
100°C~ 1210°C± 1.2°C @ 100°C± 1.2°C @ 300°C± 1.2°C @ 600°C± 1.6°C @ 900°C± 2.0°C @ 1210°C

安定度± 1.0°C @ 100°C± 1.0°C @ 300°C± 1.0°C @ 600°C± 1.2°C @ 900°C± 1.5°C @ 1210°C± 0.1°C

軸方向均一性(20mm ゾーン )± 0.6°C @ 100°C± 1.2°C @ 300°C± 1.5°C @ 600°C± 1.5°C @ 900°C± 1.5°C @ 1210°C± 0.4°C @ 100°C± 0.8°C @ 300°C± 1°C @ 600°C± 1°C @ 900°C± 1°C @ 1210°C

放射方向均一性± 0.2°C @ 100°C± 0.3°C @ 300°C± 0.4°C @ 600°C± 0.8°C @ 900°C± 1°C @ 1210°C± 0.2°C @ 100°C± 0.3°C @ 300°C± 0.4°C @ 600°C± 0.6°C @ 900°C± 0.8°C @ 1210°C

負荷効果± 0.5°C

環境条件

8°C ~ 38°C 保証精度
0°C ~ 50°C, 0% ~ 90% RH 結露無し
通常動作 高度 3000 m

保管条件-20°C ~ 60°C

挿入深度

XR 型インサート = 138 mm (5.43")
XS 型インサート = 116 mm (4.57")( インサートの詳細については、オーダー情報を参照してください )インサート外径24.8 mm (0.98 inches)

加熱時間
冷却時間

50 分 : 23°C to 1210°C
50 分 :1210°C to 300°C
50 分 : 300°C to 50°C

55 分 :1210°C to 300°C
55 分 : 300°C to 50°C

安定するまでの時間

15 分

分解能

0.01°C

単位°C, °F, K

表示

6.5 in (165 mm) カラータッチスクリーン

寸法 (H x W x D)
重量仕様

875-1210

878-1210

電源

90V - 254 VAC,45-65 Hz, 580 W

環境試験

振動 : 2 g (10-500 Hz), 30 分 2 面
衝撃 : 4 g 3 回落下試験 : 500 mm (19.6 in)

345 x 170 x 330 mm (13.6 x 6.7 x 13.0 in)

通信

USB A, USB B, RJ45, WiFi, Bluetooth

10.6 kg (23.4 lbs)

言語

英語 , 中国語 , 日本語 , ロシア語 , ドイツ語

保証期間

1 年間

[1] 878-1210 仕様では、「XR」
スタイルの挿入を使用する必要があります。
それ以外の場合は、デフォルトで 875-1210 仕様を使用します。

Additel Catalog

仕様

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

1592024/06/21

159

10:57:49

Temperature Calibration Equipment

プロセス校正ADT875 と ADT878 は、Additel のプロセス 校正（PC）オプションと一緒に注文できます。プロセス校正器オプションは、熱電対読み出しデバイスとプロセス校正器にある多くの機能を ADT875 と ADT878 校正炉と組み合わせます。
この独自のオプションには、事実上すべての TC 接続タイプに対応する Additelの特許取得済み Quick-Push コネクタが含まれています。プロセスオプションには、基準グレードの熱電対と最大 4 つのテストチャネルを測定する機能も含まれます。チャネル 1 および 2 は、mA、電圧を測定し、スイッチテストを実行し、24V DC を供給できます。これらの測定機能に加えてプロセスオプショ
ンはタスクを作成する完全な文書化機能を提供し、「調整前」および「調整後」の結果と HART 通信を保存して、発信器の作業を簡素化します。スナップショッ
ト機能により、ユーザーはボタンを押すだけで画面に表示されるすべての情報を捕捉できます。このオプションのアドオンにより、自動ステップとランプ機能を使用して、すべてのチャネルのデータロギングが可能になります。
外部基準オプションを利用することにより、ユーザーは外部制御プローブを使用して炉の設定点に制御することを選択でき、不確かさを減らすのに役立ちます。外部制御プローブ機能は、便利な自己校正機能も容易にします。
ADT875-1210 プロセス校正器 [PC] オプション

入力仕様 ( プロセス校正器 [PC] オプション )仕様
TC 測定チャンネル
TC 測定精度Type K
Ch. 1-4 ( 除くセンサー )TC 範囲
TC 分解能TC 電圧精度
内部 CJC 精度
電流レンジ
電流精度
電圧分解能

875-1210

878-1210

P 特許取得の TC 端子 :対応コネクタ S, R, K, B, N, E, J, T, L, and U± 0.182°C @ 100°C± 0.172°C @ 100°C± 0.266°C @ 300°C± 0.236°C @ 300°C± 0.310°C @ 600°C± 0.251°C @ 600°C± 0.397°C @ 900°C± 0.304°C @ 900°C± 0.517°C @1210°C± 0.382°C @ 1210°C–75 mV ~ 75 mV (UUT チャンネル 1-4)
–18 mV ~ 18 mV ( 参照チャンネル )0.0001 mV, 入力インピーダンス < 10 Ω
0.02% RD + 8 µV (ch. 1-4)
0.01% RD + 2 µV (ref ch.)± 0.35°C (ch. 1-4)
± 0.25°C (ref ch.)0.01% RD + 8 µV (ch. 1-4)
0.005% RD + 2 µV (Ref ch.)± 0.30°C (ch. 1-4)
± 0.20°C (ref ch.)

–30 mA ~ 30 mA± (0.02% 読み値 + 2µA)

TC 種類 温度 (°C)

K(CH1CH4)

N(CH1CH4)E(CH1CH4)± (0.01% 読み値 + 2µA)

0.0001 V、入力インピーダンス >1M Ω

DC 24V 出力24 V ± 10%, 最大 60 mA

Hart 通信オプション (ADT875PC と ADT878PC モデル )" 温度係数 "0°C ~ 8°C および 38°C ~50°C

TC リードアウト : ± 5 ppm FS/°C
電流 : ± 5 ppm FS/°C
電圧 : ± 5 ppm FS/°C

スイッチテスト

機械式又は電気式 - 1 & 2 チャンネルのみ

最大 1000 タスクの結果を格納、調整前と調整後データそれぞれ最大 10 データが含まれます。 スナップショッ
ドキュメンテーション
ト機能により、画面捕捉が可能になります。 自動ステップおよびランプ機能を記録します。

L(CH1CH4)

U(CH1CH4)J(CH1CH4)

誤差 (°C)
875

[1]

878

100

± 0.182 ± 0.172

300± 0.266 ± 0.236

TC 種類 温度 (°C)

S
(CH1CH4)

誤差 (°C)
875

[1]

878

100± 1.102 ± 1.094

300± 0.924 ± 0.899600± 0.310 ± 0.251900± 0.397 ± 0.304

1210± 0.517 ± 0.382

1210± 0.865 ± 0.765

100± 0.273 ± 0.264

100± 1.080 ± 1.072

300± 0.270 ± 0.243

600± 0.309 ± 0.256

R(CH1CH4)600± 0.888 ± 0.837

900± 0.868 ± 0.793

300± 0.869 ± 0.844

600± 0.804 ± 0.755

900± 0.771 ± 0.699

900± 0.368 ± 0.285

1210± 0.455 ± 0.335

1210± 0.766 ± 0.670

100± 0.136 ± 0.126

250± 3.182 ± 3.170

300± 0.153 ± 0.130600± 0.210 ± 0.154

900± 0.291 ± 0.2021000± 0.297 ± 0.196

100± 0.223 ± 0.214

300± 0.271 ± 0.241

600± 0.308 ± 0.251

B(CH1CH4)T(CH1CH4)300± 2.645 ± 2.631

600± 1.409 ± 1.379

900± 1.049 ± 1.003

1210± 0.905 ± 0.839

100± 0.194 ± 0.185

300± 0.191 ± 0.166

400± 0.217 ± 0.183

900± 0.522 ± 0.448

100± 0.277 ± 0.273

100± 0.270 ± 0.261

300± 0.242 ± 0.229

300± 0.189 ± 0.164

600± 0.227 ± 0.176

S
(EXT.
REF)

600

± 0.249 ± 0.224

900± 0.258 ± 0.220100± 0.186 ± 0.177

1210± 0.266 ± 0.216

300± 0.197 ± 0.168

100± 0.271 ± 0.266

600± 0.256 ± 0.200

900± 0.281 ± 0.197

1200± 0.414 ± 0.294

R
(EXT.
REF)

300

± 0.228 ± 0.216

600± 0.227 ± 0.202

900± 0.230 ± 0.194

1210± 0.240 ± 0.192[1] 冷接点補償誤差は含んでいません。

Additel Catalog

160

TC 測定仕様( プロセス校正 [PC] オプション )Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

1602024/06/21

10:57:50

Temperature Calibration Equipment

オーダー情報
ご発注型名
1210

ADT875型名 :ADT875, ADT875PC
ADT878, ADT878PC

110 V

AR

インサート名：AR, BS, CS, DR,ES, FS, GS, HR
電源仕様 :
110 V
220 V

温度範囲 (at 23℃ ):1210: 100°C ~ 1210°C

付属品
標準アクセサリ別売アクセサリ
数量画像

型名

詳細

1個

9915-875

ADT875-1210or ADT8781210 用ホイール付きキャリ
ングケース

電源ケーブル

1本

ADT110-87X-TCINSERT-XX

USB ケーブル

1本

インサート取り外しツール

1個

テストリード（PC オプション）

2 セット (6 本 )校正炉および選択されたインサートとインシュレーターAM1210-12

ADT875-1210 or
ADT878-1210( インサート ,インサートオーダー情報を参照)
参照用 TC - Type S:
プラチナム /10% ロジウム vs.
プラチナム - 長さ 12"( 下記 AM1210 仕様参照 )ケーブルキット (TC プラグ、補償ケーブル、S、R、K、J、T、E、N を含む )9080

AM1210-12 Type S AM1210 Type S 参照標準熱電対
温度範囲

認定校正証明書

1通

種類

マニュアル

1枚

長時間ドリフト
短時間安定度

インサートオーダー情報
ADT110

本体型名 :
ADT875
ADT878

インサート型名 :AR, BS, CS, DR,
ES, FS, GS, HR

インサート情報
リファレンスインサート 138 mm(5.43'') ホール深度
型名

仕様

型名

0.5 mm

シース材料

アルミナ

シース寸法

外径 : 6 mm (0.236");
長さ : 305 mm (12.0")

保護用キャリングケース

標準付属

ドキュメンテーション

データ付きテストレポート

注記：ISO 17025 認定プローブ校正が利用可能です。詳細については弊社にお問い合わせください

ショートインサート - 116 mm (4.57'') ホール深度
仕様

型名仕様

型名

HRCSFS

型名GS仕様
[1]

BS

[1]

[1]

DR

仕様
[1]

[1]

AR

0°C ~ 1300°C
Type S: プ ラ チ ナ ム /10% ロ ジ ウ ム
vs. プラチナム± 0.6°C ＠ 1084.62°C 1 年間の通常使用後± 0.2°C ＠ 1084.62°C

熱電対素線の直径

AR

INSERT

TC875

画像

Additel Catalog

型名ES[1] 文字 S で終わるインサートモデルは、深さの浅いプローブになります。

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

1612024/06/21

161

10:57:52