プロダクトニュース

発行日
2023 年 1 月 5 日

生産終了商品のお知らせ

No. 2023008C

生産終了商品

推奨代替商品

変位センサ/測長センサ

変位センサ/測長センサ

ZS-HLDCシリーズ
ZS-LDCシリーズ

ZS-HLDC-Nシリーズ■最終受注年月2023年4月末■最終出荷年月2023年7月末■修理対応終了年月
2028年3月末■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点
・コントローラの連結機能が削除されます。
連結に関連する機能が使用できなくなります。
・センサヘッドに変更はありません。
現行のセンサヘッドすべてが推奨代替商品に接続できます。
・スマートモニタに変更はありません。現行のスマートモニタ Zero Professional（ZS-SW11V3□）とスマートモニタ Basic（本体に付属）がZS-HLDC-Nシリーズで使用できます。

■生産終了商品との相違点
推奨代替商品形式
ZS-HLDC-Nシリーズ

本体の色

外形寸法

配線接続

取付寸法

定格性能

動作特性

操作方法○◎◎◎◎◎○◎ ： 互換○ ： ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
× ： 変更大－ ： 該当する仕様がありません■生産終了商品と推奨代替商品
生産終了商品ZS-HLDC11ZS-HLDC11AZS-HLDC41ZS-HLDC41AZS-LDC11ZS-LDC11A
ZS-LDC41ZS-LDC41A

推奨代替商品ZS-HLDC11-N
ZS-HLDC11A-N
ZS-HLDC41-N
ZS-HLDC41A-N
ZS-HLDC11-N
ZS-HLDC11A-N
ZS-HLDC41-N
ZS-HLDC41A-N

インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

標準価格（￥）

オープン価格20221128_DOP_00001

■本体の色生産終了商品ZS-HLDC/LDCシリーズ

推奨代替商品ZS-HLDC-Nシリーズ

ZS-HLDCZS-HLDC-N

黒/銀黒/銀ZS-LDC黒2■外形寸法
生産終了商品ZS-HLDC/LDCシリーズ

推奨代替商品ZS-HLDC-Nシリーズ

外形寸法は同じです。

■端子配置／配線接続
生産終了商品ZS-HLDC/LDCシリーズ

推奨代替商品ZS-HLDC-Nシリーズ

配線は同じです。
ZS-HLDC11/HLDC11A/LDC11/LDC11A(NPNタイプ)

ZS-HLDC41/HLDC41A/LDC41/LDC41A(PNPタイプ)

3■取付寸法
生産終了商品ZS-HLDC/LDCシリーズ

推奨代替商品ZS-HLDC-Nシリーズ
35mm幅 DINレール取付取付寸法は同じです。

■定格／性能生産終了商品ZS-HLDC/LDCシリーズ

項目形式

ZS-HLDC11A/HLDC11ZS-LDC11A/LDC11

平均回数

1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096 回

センサ接続台数

RS-232C

出力
リニア出力

入力

レーザOFF/ZERO
リセットタイミング/RESET

1ポート、FULL SPEED ［最大12Mbps］、MINI-B
1ポート、最大115200bps
HIGH/PASS/LOW 3出力
NPNオープンコレクタ
DC30V 50mAmax．
残留電圧1.2Ｖ以下

HIGH/PASS/LOW 3出力
PNPオープンコレクタ
50mAmax．
残留電圧1.2Ｖ以下

HIGH/PASS/LOW 3出力
NPNオープンコレクタ
DC30V 50mAmax．
残留電圧1.2Ｖ以下

ON 時：0V 短絡または 1.5V
以下
OFF 時：開放 ( 漏れ電流0.1mA 以下 )ON 時：電源電圧短絡または電源電圧 -1.5V以内
OFF 時：開放 ( 漏れ電流0.1mA 以下 )ON 時：0V 短絡または1.5V 以下
OFF 時：開放 ( 漏れ流0.1mA 以下 )ON 時：電源電圧短絡または電源電圧 1.5V 以内
OFF 時：開放 ( 漏れ電0.1mA 以下 )・表示 ： 計測値表示/しきい値・電圧または電流値・受光量値・分解能表示/端子台出力表示
・センシング ： モード/ゲイン/測定物/ヘッド設置
・測定点 ： 平均/ピーク/ボトム/厚み/段差/演算・フィルタ ： スムーズ/平均/微分・出力 ： スケーリング/各種ホールド/ゼロリセット
・I/O設定 ： リニア（ファーカス/補正）/判定（ヒス、タイマ）/非測定/バンク（切替、クリア）/端子台・システム ： セーブ/初期化/計測情報表示/通信設定/キーロック/言語切替/データロード・タスク機能 ： シングルタスク/マルチタスク（最大4タスク）を切替機能

状態表示灯

HIGH（橙色）、PASS（緑色）、LOW（橙色）、LDON（緑色）、ZERO（緑色）、ENABLE（緑色）メインデジタル

8セグメント赤色表示、6桁

サブデジタル

8セグメント緑色表示、6桁

設定キー

方向（UP/DOWN/LEFT/RIGHT4方向）キー、SETキー、ESCキー、MENUキー、ファンクションキー（1～4）

スライドスイッチ

しきい値選択スイッチ（H/L 2ステート）、モード切替スイッチ（FUN/TEACH/RUN 3ステート）

液晶表示
設定入力

HIGH/PASS/LOW 3出力
PNPオープンコレクタ
50mAmax．
残留電圧1.2Ｖ以下

電圧、電流出力の2とおりから選択電（下面圧、スライドスイッチにて切替）
電圧出力時：-10～+10V 出力インピーダンス：40Ω、電流出力時：4～20mA 最大負・荷抵抗：300Ω

・表示 ： 計測値表示/しきい値・電圧または電流値・受光量
値・分解能表示/端子台出力表示＊2・センシング ： モード/ゲイン/測定物/ヘッド設置
・測定点＊1 ： 平均/ピーク/ボトム/厚み/段差/演算・フィルタ ： スムーズ/平均/微分・出力 ： スケーリング/各種ホールド/ゼロリセット
・I/O設定 ： リニア（ファーカス/補正）/判定（ヒス、タイマ）/非測定/バンク（切替、クリア）/端子台＊2・システム ： セーブ/初期化/計測情報表示/通信設定/キーロック/言語切替/データロード・タスク機能 ： ZS-HLDC□1：シングルタスク/マルチタスク（最大4タスク）を切替
ZS-LDC□1：シングルタスク

セグメント表示ZS-HLDC41A-N/
HLDC41-N

シリアルI/Oはコネクタ方式、そのシ他はコード引出し方式（標準コード長:2m）
USB2.0

判定出力
外部I/F

ZS-HLDC11A-N/
HLDC11-N

1台/コントローラ

接続方式
シリアルI/OZS-HLDC41A/HLDC41
ZS-LDC41A/LDC41

推奨代替商品ZS-HLDC-Nシリーズ

16桁×2行、文字色：緑、1文字あたりの解像度：□5×8ピクセル

電源電圧

DC21.6V～26.4V （リップル含む）

消費電流

0.5A以下（センサヘッド接続時において）

周囲温度

動作時：0～50℃、保存時：-15～+60℃（ただし、氷結、結露しないこと）

周囲湿度

動作時・保存時：35～85%RH（ただし、結露しないこと）

保護構造

IP20（IEC60529）

材質

筐体：ポリカーボネイト（PC）

コード長2m

質量約280g（梱包材、付属品含まず）

付属品

ZS-□LDC□1A：設定用ソフトウエア＊3、USBケーブル、フェライトコア（3個）、取扱説明書
ZS-□LDC□1：フェライトコア（1個）、 取扱説明書＊1. ZS-HLDC□1 の機能で、マルチタスクモード選択時に使用可能。
＊2. 端子台出力は、ZS-HLDC□1 の機能。
＊3. 推奨動作環境はスマートモニタ Zero Professional と同じになります。

4ZS-HLDC□1A-N：設定用ソフトウエア＊3、USBケーブル、フェライトコア（3個）、取扱説明書
ZS-HLDC□1-N：フェライトコア（1個）、 取扱説明書

■動作特性
生産終了商品ZS-HLDC/LDCシリーズ

推奨代替商品ZS-HLDC-Nシリーズ

各センサヘッドを接続した動作特性は同じとなります。

■操作方法
生産終了商品ZS-HLDC/LDCシリーズ

推奨代替商品ZS-HLDC-Nシリーズ

１．相互干渉防止機能連結されたコントローラどうしでレーザの発行タイミングを調整することで2台のセンサヘッドの相互干渉を防止できます。

１．相互干渉防止機能
連結ができないため使用しても効果はありません。
本機能はOFFとしてご使用ください。
ONに設定した場合は測定周期が2倍になった状態で測定されます。（Fromの単体使いでも同様の動作となります。）

２．連結機能ZS-MDC、ZS-DSUに転送するタスクを指定します。

２．連結機能連結ができないため設定しても効果はありません。

３．ガラス厚み計測
ZS-LDC□のみ（ZS-HLDC□は変更ありません。）
ガラスアツミ：スガラス / マクツキ

３．ガラス厚み計測
ガラス：モード1 / モード2
名称変更のみで、性能は同じです。

5

■操作方法（つづき）
生産終了商品ZS-HLDC/LDCシリーズ

推奨代替商品ZS-HLDC-Nシリーズ

４．設定コマンドの項目名、番号
ZS-LDC□のみ（ZS-HLDC□は変更ありません。）

４．設定コマンドの項目名、番号

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。

6