SONORA TECHNOLOGY JAPAN

Ready-to-assemble

Anechoic Chamber
Hemi-Anechoic Chamber

組⽴式無響室（4π）
組⽴式半無響室（2π）

Ready-to-assemble anechoic chamber
無響室は全無響室、半無響室の2種類があります。
全無響室［測定対象物］家電製品、⼩型駆動部品など/エアコンやファンなど床に置いて使⽤しないもの［対応規格］ISO3745 Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources
using sound pressure - Precision methods for anechoic rooms and hemi-anechoic rooms

半無響室［測定対象物］⾃動⾞、⾃動⾞部品、冷凍機など/道路や床などに設置して使⽤するもの［対応規格］ISO3744 Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane, ISO 3745など
・全無響室、半無響室+付帯設備例：シャーシダイナモ、⾵洞試験設備、振動試験機、恒温恒湿設備、各種⾳響計測設備

ー ソノーラ無響室の強み ー#1

薄型省スース・遮⾳層 :⾃社開発の鋼製遮⾳ ネルによる構成、必要遮⾳量に合わせて厚さは僅か40mmから150mm あり、⼀般⼯法 あるコンクリート層に⽐較するとかなりの省ス ース 実現可能です。
・吸⾳層:⾃社開発の吸⾳クサ による構成、薄型な ら⾼い吸⾳性を確保。必要吸⾳性に合わせて選定、⼀般品と⽐較し60%から80%の厚さあり省ス ースです。

#2

組⽴式

フレーム+ ネル組⽴式のため、解体移設れています。

#3

可能・レイアウト変更の際のコスト抑えられる。また、⼯場のレ加⼯品のため⼨法精度に優⾼性能遮⾳性能、吸⾳性能は保証、薄型なら⾼い性能を発揮するソノーラ無響室は他社の追随を許しません。

#4

⾼品質

構成ーツは全てメイドインジャパン。最新設備による⾼品質を確保。

#5

低価格

⽣産⼯程における作業機械化、省ス#6ース設計による無駄なコストを省いており、低価格す。同条件あれ他社よりも安く作れます。

実績

ソノーラは⽇本の⼤⼿⺠間企業を中⼼に2003年以降20年間#7、取引企業数1024社、成約案件数件3229件の実績 あります。

ノウハウ、提案⼒でがプ

ばででででがで

が

が

が

が

ペ

パ

ビ

ペ

ペ

ペ

パ

⽇本市場における組⽴式無響室のトップメーカーとして、ユーザの要望に応えてきました。創業以来、いかなる困難な課題にもチャレンジするというスタイルのもと、 多くのノウハウを蓄えました。ソノーラは独⾃技術と多くの引き出しがあります。提案⼒には⾃信があります。

パで

OUR STRENGTHS

X-1

HV02W

W2000×L2400×H2450

W2700×L3100×H3260

8,700,000円

7,400,000円

X-2

HV02W

W2400×L3000×H2450

W3100×L3700×H3260

10,450,000円

8,000,000円

X-3

HV02W

W3000×L3600×H2450

W3700×L4300×H3260

12,450,000円

8,500,000円

S-1

T-250

W2000×L2400×H2450

W2700×L3100×H3260
3200

8,800,000円

9,350,000円

S-2

T-250

W2400×L3000×H2450

W3100×L3700×H3260
3200

10,550,000円

9,500,000円

S-3

T-250

W3000×L3600×H2450

3200
W3700×L4300×H3260

12,550,000円

10,750,000円

H-1

T-500

W2000×L2400×H2450

W3200×L3600×H3260
370013,000,000円

7,450,000円

H-2

T-500

W2400×L3000×H2450

W3600×L4200×H3260
3700

15,300,000円

8,050,000円

H-3

T-500

W3000×L3600×H2450

W4200×L4800×H3260
3700

17,750,000円

8,550,000円
9,450,000円
9,600,000円
10,850,000円
10,150,000円
11,000,000円
11,300,000円
12,500,000円
12,550,000円
14,000,000円

無響室・防音室メーカー

ソノーラテクノロジー株式会社■東京本社営業所 東京都世田谷区成城2-40-5-2F
TEL: 03-6806-8988 / FAX: 03-6740-7875
E-mail: sonora@soundenvironment.jp

恒温恒湿（−40〜＋120℃）
⼈⼯知能
AI

風洞実験

電気⾃動⾞
EV

振動試験（ラトル試験等）

ANECHOIC CHAMBER＋
無響室と計測システム、環境設備などを組み合わせることで様々な計測シーンに対応します

シャシダイナモ
次世代技術
燃料・部品

Indoor pass-by
各種環境試験

ハイブリッド⾞
HEV半無響室による車外騒音測定
インドアパスバイ・接近通報装置⾳
半無響室構築にあたり、「車外騒音測定」のニーズが高まっています。
車外騒音（パスバイノイズ）は車両走行時の騒音などのことを指します。近年は、静音化技術の発展により車外騒音も抑えられていますが、国連四輪車走行騒音規制（UN/ECE R51）の改訂により車両の市街地での走行状態での音響上の評価が求められていることなどが理由の一つです。（R51.03）
このパスバイノイズを測定するためには、車両メーカーはテストコースなどで車両を走行させた状態で測定することもあります。しかし、テストコースの構築には高額な費用と場所が必要となります。また、雨天時、強風時など環境によって測定状況が変化してしまう問題もありました。そのため、半無響室内にシャーシダイナモを設置し、車外騒音を室の中で測定する方法「インドアパスバイ」が当業界ではトレンド、基準となりつつあります。これは、屋外での測定環境を室内にバーチャルに配した方法と言えるでしょう。
音はマイクロフォンにより計測しますが、走行車両の音はその通過時に必要となることから、特定の場所に設置したマイクロフォンから音を拾わなければなりません。
そのため、インドアパスバイの際は、シャーシダイナモ上を走行する車両の両サイドにマイクロフォンを複数並列に設置します。
※ 関連規格例：ISO362-3 Measurement of noise emitted by accelerating road vehicles
また、その他測定方法に対する半無響室にも関連規格があります。
《その他測定方法に対する関連規格》
・ISO3745:2012 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure・ISO26101-1:2021 Acoustics — Test methods for the quali cation of the acoustic environment
また、ハイブリッド車や電動車が歩行者などに音として認知させるための接近通報装置音の測定も半無響室内で行われるようになってきています。接近通報音は義務化により周波数（Hz）や音圧レベル（dB）の規定がなされています。

fi

当社は、これらの規格に対応した半無響室を構築します。すでに、車外騒音用半無響室は国内の主要自動車メーカーに複数実績があります。

Delivery example
車両音測定用半無響室- サイズ：W20m×L20m×H7m- 遮音層：鋼製遮音パネル- 吸音層：AS吸音クサビT-850- ドア A：W5.4m×H2.6m- ドア B：W1.05m×H2.1m

100Hz
測定可能下限周波数

10.6dB

OA

半無響室内暗騒音(A)室内暗騒音測定可能周波数

10.4 dB(A)100 Hz 〜12500Hz
W

測定可能範囲LH

7,000 × 20,300 × 3,150mm

車両音響測定用組立式半無響室
＠交通安全環境研究所

@E社：⾞両系CAEコンサル・受託試験企業

003,6H005×,

41L

005,×9W

車両音測定用半無響室

@T社：⾃動⾞内装部品サプライヤー

051,7H002,11L

005,0×2W

車両音測定用半無響室
×

@S社：電機メーカー・ダイナモ試験装置製造

053,7×

H

059,

41L

058,0×1W

NVH用半無響室

●●

組立式無響室
P社：⼤学発技術社会実装系企業
W5,700

L7,200● ●H6,700組立式無響室
N社：⾞両内外装品サプライヤー
W4,000 × L4,500 × H4,000

風洞実験用半無響室

ユーザー：⼤⼿⾃動⾞部品・建材メーカー
ドアミラー風洞装置用付帯設備一式＋組立式半無響室
半無響室外形寸法

W7,700×L6,000×H3,850（内寸 W7,000×L5,500×H3,500）

吸音クサビT-250（厚250㎜）の半無響室に風洞設備を組み込んだ実験室
搬入口にはW4,000×H2,500のドアを設計、遮音パネルはプレハブ方式のため現場での短工期を実現
サイレンサー・整流板・ダクトも全て当社にて製造

フラットシル形
遮音ドア

FLAT SILL
遮音ドアは密閉用にパッキンがあるため、従来の設計では床面にもクツズリが必要でした。しかし、クツズリは搬入の妨げとなりますので、当社ではクツズリのないドア「フラットシル形遮音ドア」を開発。すでに10年以上の実績があります。

無響室の見積に必要な情報#1

無響室のサイズ、測定対象物、測定対象下限周波数の設定
ISO3745から設定する場合:測定可能範囲から設定
遮音層
吸音層測定可能範囲（自由音場）

無響室

半無響室

被測定物

平面図
無響室／半無響室の測定可能範囲（⾃由⾳場）について
平⾯図中に紫で表⽰している範囲が測定可能範囲です。
［1］ 吸⾳層（吸⾳クサビ）からλ/4離れた範囲対象とする周波数の波⻑×1/4（150Hzの場合、約560mm）［2］ 中⼼地点から2d0もしくは1mを半径とした円を除く範囲
d0は全無響室と半無響室で計算⽅法が異なります。上図(※)の通りです。
※ ISO3745:2012(E) Figure1 – Reference box, centre for the measurement surface (when using the geometric centre of the source) and characteristic
source dimensions for application in an anechoic and a hemi-anechoic room.
ISO3745:2012では、2aもしくは1mではなく、全無響室では被測定物の中⼼からの対⾓までの距離、半無響室では被測定物の床⾯中⼼から対⾓までの距離が基準と改訂となっています。

無響室の見積に必要な情報#2

設置予定場所の情報

・床耐荷重（●●●kg/m2）
・設置階：1F? 2F?
・基礎⼯事を⾏うか、既存基礎⾯を流⽤するか・床⾯の振動 ータ：dB, Hz ※ ータ なけれ
・現場の⾳響 ータ：dB, Hz ※ ータ なけれ
・搬⼊経路な#3

遮⾳量保証値を設定します
遮⾳量保証値を設定します

付帯設備の情報 ・⾳響計測器、測定⽅法

・無響室内外の付帯設備： ア、定盤、クレーン、リフタ等搬出⼊設備
・電気空調設備:照明、コンセント、カメラ、エアコン
・安全設備:⽕災報知器、酸素濃度計、消⽕設備、 トライト、ーな#4

下記提案は無償 す・⾒積書、構想図、仕様書提出
・MTG

各種取引条件 ・性能保証値:遮⾳量保証値、吸⾳性能(逆⼆乗)保証値、暗騒⾳保証値

・納期・⽀払条件
・必要書類

不明点はお問合せく・ ータ ない
・測定器の選定・販売代理店・その他

さいFor further clarification, please feel free to contact us.
・No data available
・Selection of measuring instruments
・Distributor or agent
・and other requirements

株式会社守谷商会

東京本社機械2部

東京都中央区八重洲1丁目4番22号どザ

ブ

ばばパ

が

が

デデ

ド

だデ

デどでがデ

TEL: 03-3278-6127 / Email: tokyo-002@moritani.co.jp