特許第 6675679 号

固体電解質向けインピーダンス測定治具

最高 100MHz*, 最高 300℃**での高精度インピーダンス測定を実現！

《適合測定器》 Solartron Analytical 1260A, ModuLab XM MTS,Zürich Instruments MFIA,

Novocontrol Technologies NEISYS,

Keysight Technologies E4990A*, 4294A*《低温測定》HIOKI IM3536
NF ZM2376*100MHz はこの 2 機種のみ

－50℃***～ ***冷媒槽(例；ステンレスデュアに液体窒素等)を使用、－100℃の実績あり選べる！

■仕様
標準タイプ**
常用測定周波数帯域

3 タイプ

エコノミータイプ

エントリータイプ

10mHz ～ 100MHz（四端子対法）－50℃*** ～ 300℃
－50℃*** ～ 150℃
セラミックヒーター
ポリイミドヒーター

室温測 定 可 能 温 度 域

真空、不活性ガス、大気ガス雰囲密閉容器

気セミフレキ同軸ケーブル

標準 RC 回路(次頁)

付属料

サイ

装着可

グローブボックス作業
備考

汎用同軸ケーブル****

別売

最大φ20mm×5mm

ズ

硫 化 物 系 試 料

開放容器

同軸フィードスルー4 本
ガス導入排出口 2 ヶ所
熱電対 2 本 他

標準付属同軸ケーブル
試大気t

装着不可(銅系同軸ケーブル&電線使用のため)300℃耐熱材

150℃耐熱材

ステンレス製部材、セラミック製部材他

銅系金属製部材、プラスチック製部材他

可不可***冷媒槽(エタノール＋ドライアイス推奨)使用時****3D-2V(JIS 規格)

特許第 7240669 号■標準 RC 回路、標準抵抗器(1Ω～1MΩ)、open･short 補正用ディスク
測定系の日常点検、測定精度チェック、測定前のケーブル長校正*・open-short-load 補正* *Keysight Technologies 製測定器使用時
標準 RC 回路

6.8kΩ
100Ω

RC open100Ω

RCRC100Ω100Ω short

68pF

単品

単品

2 個セット

4 個セット

RC 1MΩ 100kΩ 10kΩ 1kΩ

RC 1MΩ 100kΩ 10kΩ 1kΩ

100Ω 10Ω 1Ω

100Ω 10Ω

8 個セット1Ω open short

10 個セット

使いやすい！ φ10mm※標準 RC 回路(実際の固体電解質を模擬)→

理論的には Nyquist 線図で半円弧(左端 100Ω、右端 6.9kΩ、頂点 3.4kΩ)が出現。

Solartron1260A で測定(10kHz～32MHz)
いずれの測定系もほぼ半円弧だが、理論値(ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ)の確度±5%を満たす範囲は測定系 A(えんじ色) →測定系 B(水色) →10MHz 以下

1MHz 以下

測定系 C(緑色) → なしとなる。つまり、測定系 C は全く使用不可
で、高周波数帯域測定(≦10MHz)を希望する場合には測定系 A のみが合格の判定となる。

※仕様・価格等は予告なく変更する場合があります。
※本製品は滋賀県工業技術総合センターと共同で NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）の委託・助成事業の一部として開発したものです。
2024 年 6 月発行

株式会社クオルテック 滋賀研究チーム 中島〒525-8577 滋賀県草津市野路東 1-1-1 BKC ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ 305 号室[TEL] 080-2414-2136[e-mail] nakajimam@qualtec.co.jp
本社〒590-0906

大阪府堺市堺区三宝町 4-230[TEL] 072-226-7175

特開 2024-066292

LIB･全固体電池等向け

電池測定用オプション

弊社製測定治具に装着して起電力を有する電池(LIB・全固体電池等)の高精度なインピーダンス測定を可能とする電池測定用オプションです。ケーブル長校正・open-short-load 補正は従来通り行えます。
測定治具に装着時■仕様
測定周波数帯域

常用 10mHz1)～100MHz

測定可能電池サイズ

φ20mm×5mmt

耐電圧5V

■実測例

※第 63 回電池討論会 3C17(2022)

測定系
測定周波数帯域
測定条件①

市販コイン電池

1) 低|Z|(<100Ω)は正しく測定できません。
※有機電解液使用電池はコインセルケースなどで密閉して下さい。

講演スライドより抜粋

Keysight E4990A＋Solartron1260A＋標準タイプ測定治具＋電池測定用オプション
100mHz～100MHz
10mV～100ｍV, 10 点/桁, @25℃

CR1632（Li/有機電解液/MnO2）《新品と使用済みの比較》〇使用済みは全体的にインピーダンス値が大。
〇10MHz 付近を底に 100MHz へ向かう周波数応答有。

全固体電池のみならず有機系電解液使用電池でも高周波数帯域(>10MHz)での正確な交流インピーダンス測定が必要です。

②

自作コイン電池

2032 サイズ

黒鉛/1M-LiPF6 in EC:DEC=3:7/LiCoO2●電池構成部材●充放電に伴うインピーダンスの変化※第 63 回電池討論会 3C17(2022) 講演スライドより抜粋2024 年 6 月発行

株式会社クオルテック 滋賀研究チーム 中島〒525-8577 滋賀県草津市野路東 1-1-1 BKC ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ 305 号室[TEL] 080-2414-2136[e-mail] nakajimam@qualtec.co.jp
本社〒590-0906

大阪府堺市堺区三宝町 4-230[TEL] 072-226-7175

特許第 6675679 号

固体電解質向け

制御ソフトウェア

Keysight Technologies 製 E4990A* および Solartron Analytical 製 1260A を制御*旧 Agilent Technologies (現 Keysight Technologies)製 4294 も制御可能

■仕様

対応 OS

Microsoft 製 Windows 8、10、11

データ出力

Scribner 製解析ソフトウェア ZView ® 形式 に準拠《USB ドングルキーによるユーザー認証 》●タイプ 1

E4990A→1260A の順に自動切替で測定<一括制御>、 E4990A 単独制御、1260A 単独制御、E4990A の校正・補正作業、データ結合機能●タイプ 2

E4990A→1260A の順に手動切替で測定<一括制御>、 E4990A 単独制御、1260A 単独制御、E4990A の校正・補正作業、データ結合機能●タイプ 3

E4990A 単独制御、 E4990A の校正・補正作業、データ結合機能●タイプ 4

1260A 単独制御、データ結合機能●タイプ 5

データ結合機能のみ<注> タイプ 1 ～4 にはタイプ 5 が 1 ライセンス付加され、別の PC でデータ結合作業可。
メニュー画面※仕様・価格等は予告なく変更する場合があります。
※本製品は滋賀県工業技術総合センターと共同で NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）の委託・助成事業の一部として開発したものです。
2024 年 6 月発行

株式会社クオルテック 滋賀研究チーム 中島〒525-8577 滋賀県草津市野路東 1-1-1 BKC ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ 305 号室[TEL] 080-2414-2136[e-mail] nakajimam@qualtec.co.jp
本社〒590-0906

大阪府堺市堺区三宝町 4-230[TEL] 072-226-7175

特許第 6675679 号

固体電解質向け

インピーダンス測定システム

広い測定周波数帯域(10mHz～100MHz)、広い測定温度域(－50℃～300℃)、高精度測定を実現！

自動切替方式

KeysightE4990A＋Solartron1260A+切替装置＋制御ソフトウェア（タイプ 1）＋標準タイプ測定治具

手動切替方式

KeysightE4990A と接続

Solartron1260A と接続↓↓

KeysightE4990A＋Solartron1260A＋制御ソフトウェア（タイプ 2）＋標準タイプ測定治具※仕様・価格等は予告なく変更する場合があります。
※本製品は滋賀県工業技術総合センターと共同で NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）の委託・助成事業の一部として開発したものです。
2024 年 6 月発行

株式会社クオルテック 滋賀研究チーム 中島〒525-8577 滋賀県草津市野路東 1-1-1 BKC ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ 305 号室[TEL] 080-2414-2136[e-mail] nakajimam@qualtec.co.jp
本社〒590-0906

大阪府堺市堺区三宝町 4-230[TEL] 072-226-7175

■仕様
自動切替方式
測定周波数帯域

手動切替方式

切替装置
制御ソフトウェア
硫化物系物質10mHz～100MHz
Solartron1260A(10mHz～10MHz)と KeysightE4990A(100Hz～100MHz)の併用
標準タイプ測定治具 → ―50℃～300℃、真空・不活性ガス
エコノミータイプ測定治具 → ―50℃～150℃、真空・不活性ガス
エントリータイプ測定治具 → 室温、大気10Ω～1kΩ ＠100MHz
1Ω～10kΩ ＠10MHz
1Ω～100kΩ ＠1MHz○―――○(タイプ 1)○(タイプ 2)標準タイプ測定治具のみ対応可

温調ユニットCHINO 製卓上形温調ユニット他

測定環境

測定精度
（確度±5%の範囲）■性能評価データ

確度±5%*を満たす範囲(10mHz～100MHz)

被測定物；チップ抵抗*インピーダンス絶対値|Z|の±5%以内、かつ位相θz の±4.5°(90°の±５％)以内。

■実測例

LLTO(東邦チタニウム製) 、10mHz～100MHz、室温～150℃↓↓↓

各温度で 10Ω～1kΩ＠100MHz に収まる高精度な測定結果！