ALL NEW “ATTO Printgraph “GEL DOCUMENTAITION SYSTEM“ PRINTGRAPH”■ラインナップ

コードNo. 型式

名称

価格

コードNo. 型式

名称2006066 AE-6932GXES
2006067 AE-6932GXES-U

プリントグラフ¥900,000

2006090 AE-6933FXES

プリントグラフ¥1,250,000

プリントグラフ¥1,000,000

2006091 AE-6933FXES-U

プリントグラフ¥1,400,000

2006068 AE-6932GXES-S

プリントグラフ¥1,100,000

2006092 AE-6933FXES-W

プリントグラフ¥1,500,000

2006069 AE-6932GXES-US プリントグラフ¥1,200,000

2006093 AE-6933FXES-S

プリントグラフ¥1,450,000

2006094 AE-6933FXES-US

プリントグラフ¥1,600,000■構成
AE-6932GXES

AE-6933FXES

遮光キャビネットGX型/モノクロCCDカメラ付（2005020）

遮光キャビネットFX型（2007040）
モノクロCCDカメラ(2007030）

AE-9020 E-ShotⅡ（2009051）
液晶モノクロビデオモニタ-（2150101）
製品名(商品コード）ハイブリッドグラフィックプリンタ （2140202）
フィルターGAセット (2005055)

フィルターFA Ⅱセット (2130730)

ゲルトレイM (2195930)

ゲルトレイL (2195910)

OPTION

フラットビュア (2196160)
テーブルタップセット （2190950）-U

WUV-M20 小型卓上照射装置(3532197)

DTB-20MP 卓上照射装置(3533011)

-W

構成なし

DTB-20LMP 卓上照射装置2波長型(3531181)-S-US

CS Analyzer Windows版(2110030)
WUV-M20 小型卓上照射装置(3532197)
CS Analyzer Windows版(2110030)

DTB-20MP 卓上照射装置(3533011)
CS Analyzer Windows版(2110030)価格

■プリントグラフ用遮光キャビネット
高感度CCDカメラ内蔵の遮光キャビネットです。
｢FX 型｣と｢GX 型｣の 2 機種があります。

■モノクロビデオモニター
撮影中の画像表示が可能です。

■カメラコントローラー
CCDカメラのコントローラーです。
USB 接続で PC からの操作も可能です。

■紫外線照射装置■ハイブリッドグラフィックプリンタ

エ チジ ウ ムブ ロ マイ ド や S Y B R
Greenなどの蛍光色素染色ゲルなどの撮影時に使用します。

撮影した画像を約 2 秒で印刷します。 高
品位なプリント像と、 反転機能などを備え、 1 枚あたりのコストは 14 円程度に抑えました。

AE-6932GXES-U

寸法(mm)

質量(kg)

電源

消費電力(VA)

遮光キャビネットGX型(CCDカメラ内蔵）

340(W)×280(D)×500(H)8.5AC100V±10V 50/60Hz

0.5

遮光キャビネットFX型(CCDカメラ内蔵）470(W)×335(D)×635(H)13.3

AC100V±10V 50/60Hz

5AE-9020 E-shotⅡ154(W)×154(D)×50(H)0.9AC100V±10V 50/60Hz

6

モノクロビデオモニター

220(W)×150(D)×210(H)1.1

AC100V±10V 50/60Hz

7ハイブリッドグラフィックプリンタ

154(W)×240(D)×88(H)2.5AC100V±10V 50/60Hz

150

WUV-M20 小型卓上照射装置

350W)×275(D)×95(H)8.0

AC110V 50/60Hz50

DTB-20MP 卓上照射装置

470W)×332(D)×107(H)8.2

AC100V±10V 50/60Hz90

AE-6932GXES-U システム全体

560(W)×280(D)×595(H)21.0

AC100V±10V 50/60Hz

213.5

AE-6933FXES-U システム全体

690(W)×350(D)×742(H)26.0AC100V±10V 50/60Hz258＊設置にはシステム全体寸法の、 幅 ・ 奥行き ・ 高さ それぞれ 100mm 程必要です。

■撮影可能なサンプル■蛍光染色サンプルの撮影
電気泳動後のゲル中のタンパク質や核酸を蛍光色素で染色し、 プリントグラフで蛍光撮影が可能です。
核酸(ＤＮＡ / ＲＮＡ)の蛍光染色色素
・ エチジウムブロマイド （EtBr）
・ SYBR Green Ⅰ / Ⅱ ・ SYBR Goldetc.

タンパク質の蛍光染色色素
・ SYPRO Ruby ・ SYPRO Orangeetc.
蛍光染色ゲル■色素染色サンプルの撮影
プリントグラフでは白色透過光源 （AE6932型はオプション） を使って銀染色ゲルやＣＢＢ染色ゲル、Ｘ線フィルムなどの撮影が可能です。
銀染色 （アトー EzStain Silver など）
クマシーブリリアントブルー(アトーEzStain AQua‚など)染色etc.

銀染色ゲル

AE-6932/6933 PRINTGRAPH SYSTEM

SPECIFICATION■２種類の遮光キャビネット

プリントグラフには、 ２種類の遮光キャビネットがあります。 キャビネットの種類によって撮影可能なサンプル、 取り込みサイズなどが異なります。 切り出しを重視する場合はＦＸ型がお薦めです。 またオプションで落射ＵＶ装置を追加することもできます。 ＧＸ型はゲル撮影から切り出しまでオールラウンドに使えるスタンダードな製品です。

FX型キャビネット

切り出し優先 ・ 庫内が広いキャビネット

スライド式カメラスタンド

大きな切り出し用窓

撮影フィルターの脱着が容易なフィルターホルダー

オプションで落射 UV ユニットも増設できます。
(Code No.2195402 FX Ⅱ用落射 UV オプションキット \200,000)

GX 型キャビネット

省スペース ・ 高機能キャビネット

カメラを外せば、 撮影フィルター越しにゲルの観察 ・ 切り出しが可能

使いやすい小型のぞき窓

場所を取らない観音開きドア

キャビネットFX型

GX型

使用可能な光源（一部オプション）

庫内照明(LED)
透過型UV
落射UV(オプション)
白色透過光源

庫内照明(LED)
透過型UV
白色透過光源(オプション）

最大撮影サイズ

320(W)×240mm(D)

220(W)×165mm(D)

扉の開口部

400（W)×195mm(H)

300（W)×160mm(H)

のぞき窓からゲルまでの距離

約250mm

約300mmキャビットのサイズ

475(W)×335(D)×635(H)mm

340(W)×335(D)×500(H)mm

■カメラコントローラー
プリントグラフのカメラコントロールは｢AE-9020 E-shot Ⅱ｣で行います。 E-shot Ⅱは単独で使用できるだけでなく、 PC に接続して使用することも可能です。
USB 接続 ：E-Shot Ⅱとパソコンを USB
ケーブルで接続します。

USB メモリスロット

FREEZE ボタン ：撮影画像を固定します。

SAVE ボタン ：撮影画像を USB メモリまたはWindowsPC へ保存します。

ExposureTime ：シャッタースピードを制御します。
1/30 秒～ 4 秒まで可変可能

スタンドアローン

14bit/16bit データは PC にライブ表示中にオートコントラストが可能

USB にて WindowsPC に接続■スタンドアローンでの利用
前方つまみでシャッタースピードを1/30秒～4秒まで可変
FREEZE ボタンを押して画像を固定→紫外線照射装置を OFF にできます。
SAVE ボタンを押すと、 USB メモリにデジタルデータ(8bitTIFF 形式)で保存
電源 ON-OFF インジケータ(緑)、 FREEZE インジケータ(赤)、 USB メモリインジケータ(緑 / 赤)で状態表示
VIDEO 出力端子はモニターやビデオプリンタの接続が可能■ PC 接続での利用
E-Shot Ⅱと WindowsPC を USB ケーブルで接続し、 画像データを高速転送
撮影画像のライブイメージをリアルタイムに PC 画面表示可能
14bit/16bit データは、 オートコントラスト表示が可能
8 ～ 16bit のデジタルデータで撮影画像を保存可能
E-Shot Ⅱ本体またはソフト上で FREEZE 操作が可能

AE-6932/6933 PRINTGRAPH SYSTEM

SPECIFICATION■蛍光の原理

蛍光の原理

EtBrに代表される核酸の蛍光染色では、 紫外線照射により核酸に結合した蛍光色素が励起され、 蛍光を発します。
EtBr などの蛍光色素は核酸に特異的に結合し、 その結合量は核酸の分子量、 濃度に依存しています。 つまり、 分子量が大きく、 量が多いバンドはより強く光り、 反対に分子量が小さく、 量が少ないバンドは蛍光が弱くなります。(蛍光検出の基本概念)■励起光源
蛍光色素を励起させる最適な光の波長は色素によって異なります。
「紫外線照射装置シリーズ」 は比較的広範な種類に対応します。
EtBr、 SYBR Green/Gold、 SYPRO Ruby などでは 250 ～ 310nm の紫外線を使用し検出します。 「ビジレイズシリーズ」 は可視光 LEDを使った励起光源です、 紫外線のような危険性がありません。
これらの蛍光は、 プリントグラフで撮影可能で、 遮光キャビネットののぞき窓から目視することも可能です。
紫外線照射装置 WUV-M20■検出感度と紫外線の波長との関係
紫外線照射装置を用いる場合、 EtBr や SYBR Green などの蛍光色素では254nmの短波長が最も検出感度が高くなります。

■撮影用フィルター
プリントグラフで蛍光撮影する場合、 使用する蛍光色素に適したフィルターを選択する必要があります。 プリントグラフには YA-3 とOY フィルターを標準で付属しています。
詳細は装置の取扱説明書を参照ください。
EtBr 用SYBR Green 用■紫外線照射によるバンドの消失
紫外線照射を続けると核酸が分解され、蛍光が徐々に弱くなります。 そして最終的にバンドが消失します。 DNA 量が 1ng 以下の低濃度のバンドは波長254nmの紫外線照射を１分程度続けることで消失することがあります。 紫外線照射時間を最小限に抑えるために、プリントグラフにはフリーズ(FREEZE)機能が搭載されています。

→→→→
紫外線照射

■紫外線照射によるバンドの消失防止 「フリーズ機能」
プリントグラフにはフリーズ(FREEZE)機能があります。 露出時間など条件が決まったら、 FREEZE ボタンを押し(画像を固定)、 照射を止めます。 これで、 紫外線の照射時間を最小限に抑えることができます。

■仕様
型式
カメラ

AE-6933FXES-U

AE-6932GXES-U

モノクロCCDカメラ

←

有効画素数

768×494 （約38万画素）←レンズ

8～48mm F1.0 close up No.2
光学高感度6倍ズームレンズ

8～48mm F1.0 close up No.3
光学6倍ズームレンズ

フィルター

角型ワンタッチカセット式
YA-3/OY/ND-13

角型カセット式
YA-3/OY （ND-13はオプション）

撮影サイズ

60×45～320×240mm

40×30～220×165mm

FX型遮光キャビネット

GX型遮光キャビネット

ゲル切出し◎ 可能 カメラスタンドスライド式○ 可能 のぞき窓式

庫内照明（白色）

白色LED照明←

落射式UV照射装置

オプション（254nm 6W×4）

オプション不可AE-9020 E-shotⅡ←

シャッタースピード

1/30秒～4秒←

画像保存（USBメモリ)

8bitTIFF形式←

画像保存（PC)

16bitTIFF、14bitCCD
8bitBMP/JPEG/TIFF←

飽和検知（PC)

白レベル←

インターフェース

コンポジット：1端子/USB：1端子←

透過式UV照射装置

DTB-20MP型

WUV-M20型

白色透過光源フラットビュア

オプション （フラットビュア）

モニター

液晶モノクロビデオモニター←プリンタ

ハイブリッドグラフィックプリンタ（光沢感熱紙：モノクロ256階調）←

寸法*

690(W)×350(D)×742(H)

560(W)×280(D)×595(H)

システム質量26kg

22kg

システム消費電力

258VA

213.5VA

キャビネット

カメラコントローラー＊設置にはシステム全体寸法の、 幅 ・ 奥行き ・ 高さ それぞれ 100mm 程必要です。

■オプション■ LED 光源を利用して、 蛍光を撮影するには？
以下の光源とフィルターを用いて、 SYBR Safe/Green/Gold、 SYPRO Ruby、 GFP などの撮影が可能です。
コードNo. 型式・名称

数量

2008000 AE-6935BN ビジレイズB本体（青色LED光源）

1台

価格¥98,000

2008060 フィルターSCF515 50mm角型

1枚¥24,000

2008062 GFP撮影用フィルターBPF510

1枚¥60,000

以下の光源とフィルターを用いて、 Pro-Q Diamond、 RFP などの撮影が可能です。
コードNo. 型式・名称

数量

2008010 AE-6935GN ビジレイズ-G本体（緑色LED光源）

1台¥98,000

2130452 フィルターR-60 50mm角型

1枚¥11,000< ビジレイズ -BN>
GX 型、 FX 型キャビネットに入るサイズ
FX 型キャビネット内の電源に接続して使用(GX 型では別途 AC アダプタが必要）
撮影用フィルターを装着して撮影

GX 型キャビネットでのご使用には以下の AC アダプタが必要です。

価格

PRINTGRAPH SYSTEMOPTION
オプション品 ・ 消耗品■ CBB 染色ゲルや銀染色ゲル、 X 線フィルムの像を撮影するには？
コードNo. 型式・名称

数量

価格

2196160 フラットビュア（FLAT-Viewer）

1台¥78,000※12196161 フラットビュア用ACアダプタ

1個¥7,000※22130432 減光フィルター ND-13 50mm角型

1枚¥11,000※1※ 1 AE-6933FXES では標準品です※2 AE-6933FXESではキャビネット内の電源に接続可能なので必要ありません< フラットビュア >プリントグラフキャビネット入るサイズ
AC アダプタ(GX 型） を接続して使用■蛍光染色メンブレンや TLC プレートの撮影するには？ （AE-6933FXES 型のみ）
コードNo. 型式・名称

数量

価格

2195402 FX 型用落射UVオプションキット

1式¥200,000

コードNo. 型式・名称

数量

価格

2140913 UPP-110HG ビデオプリンタ用紙 10巻入り(UP-895/7/8用)

1組¥28,000

2140915 UPP-110HD ビデオプリンタ用紙 10巻入り(UP-890用)

1組¥28,000

2392778 VP-15052H ビデオプリンタ用紙 5巻・2箱入り(VP-1500用)

1組¥34,000■ご使用のプリンタ型番をご確認してください■アクリル製ゲルトレイは消耗品です。 色素が沈着したり、 傷付いた場合は新品と交換してください。
コードNo. 型式・名称

数量

価格2195910 ゲルトレイL (300×250mm)

1枚¥10,800

2195930 ゲルトレイM (192×215mm)

1枚¥10,800

2195931 ゲルトレイS (194×164mm)

1枚¥10,800■以下のフィルターは標準付属品です。 破損 ・ 紛失などの場合に単品でご購入ください。

コードNo. 型式・名称

数量

価格

2130414 YA-3フィルター 50mm角型（Etbr用）

1枚¥11,000

2130419 OYフィルター 50mm角型（SYBR Green用）

1枚¥11,000