ライフパックAEDレスポンスシステム

つながる安心コネクテッドAED

ライフパックAEDレスポンスシステムLetʼs save more lives

ライフパックCR2除細動器

日常点検のお願い

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AED のインジケーターや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

お問合せ先

LIFELINKcentral™ AEDプログラムマネージャ対応

日本ストライカー株式会社 メディカル事業部〒112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
製品に関するお問い合わせは

0120-715-545

平日9:00〜17：00（土日、祝日、年末年始を除く）

販売名：ライフパックＣＲ２
承認番号：22900BZI00039000
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器

Copyright © 2022 Stryker Printed in Japan
本パンフレットに記載されたすべての名称は、Physio-Control,Inc.の商標又は登録商標です。
LPCR-037-C
2022.06

販売名：ライフパックＣＲ２ オートショック
承認番号：30300BZX00353000
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器

ライフパックCR2除細動器

LIFELINKcentral™ AEDプログラムマネージャ対応

電気ショックまで「自動で」ためらわずに救助ができる

ライフパックCR2 オートショック
オートショックAEDとは従来のセミオートAEDは心電図解析後に電気ショックが必要と判断された場合、救助者がライフパックCR 2 にオートショック機能を追加

本体のショックボタンを押して患者に電気ショックを与えるものでした。ライフパックCR2オー

ライフパックCR2は分かりやすいイラスト表示

トショックは、救助者の介入によるショックボタン押下を必要とせずに患者に適切な電気と音声ガイドによって直感的な操作が可能でショックを与えるオートショックAEDです。救助者がショックボタンを押すことをためらって、す。心電図解析後に電気ショックが必要と判適切な電気ショックが行われないリスクを減らすことを目的として開発されました。

断された場合、自動でショックを与える「オートショック機能」を追加。これにより、救助者がショックボタンを押すことを躊躇することなライフパックCR2

心電図の解析開始

く電気ショックを実施できる、ユーザーフレン

ライフパックCR2
オートショックドリーな一台となっております。

患者に触れないでください。心電図を解析しています。

使用手順
ステップ

1

ステップ

2

ステップ

3

電気ショックが必要

ショックボタン

全員離れてください。

電気ショックが必要

全員離れてください。

消灯

ショックボタンを押す

点滅しているボタンを押してください。

電気ショック実施

ショックボタン

ショックボタン点滅
ショックボタン

電気ショックが完了しました。

消灯

ショックインディケータが点滅する
患者に触れないでください。
電気ショックをします。
ブザー音 5 回

自動的に電気ショックを実施

ショックボタン12

心電図の解析が行われる。

点滅
ショックボタン

AEDを開くと電源が付きます。

赤いハンドルを引いて電極パッドを取り出し、イラストの通り患者に装着する。

電気ショックが完了しました。

消灯

消灯

解析で電気ショックが必要と判断された場合

4
胸骨圧迫（できる場合は、人工呼吸も含む）を開始

23

そのまま待機リズム音に合わせて胸骨圧迫します。

ショックインディケータが点滅し、「患者にふれないでください。
電気ショックをします」と5アナウンスが流れ、同時にブザー音が5回鳴る。
その後、自動で電気ショックが行われる。

次の心電図解析までリズム音に合わせて胸骨圧迫を続ける。
3

ライフパックCR2除細動器

LIFELINKcentral™ AEDプログラムマネージャ対応

AEDへの新たなアプローチ「つながる」AEDは、すぐ分かる場所にあり、かつ使える状態でないと意味がありません。
AEDの待機状態と設置場所を把握する事はとても重要です。

LIFELINKcentral AEDプログラム
マネージャは、ワイヤレス接続されたライフパックCR2を遠隔でモニタリングし 、装置の 待 機 状 態を常に監視しておくことをサポートします。
もし、装置の付属消耗品の有効期限切れや、装置自体に異常がある場合は、予め設定しておいた電子メールアドレスにお知らせします。
又、もしライフパックCR2を使用した際には、装置内に記 録した A ED イベン
トデータをクラウドを経由して医 療 従事 者 へスムーズに伝 送し 、事後検証を強力にサポートします。

LIFENET
System Cloud®

医療従事者向け情報伝送LIFENET ® system
医療従事者へクラウド経由で使用データを情報伝送
AEDに記録されたデータは、一般市民向け
AED遠隔モニタリングシステム

クラウド経由で取り出し可能。
病院での事後検証もスムーズに行えます。

救急隊到着前AED

イベントビューア

救急隊が現場到着前に、クラウド経
由でAEDから初期心電図や解析状況等の情報を受け取る事ができ、二次救命処置へのスムーズな連携をサポートします。

病院搬送前

LIFELINKcentral ™

AEDプログラムマネージャ

LIFENET ®
アラート

ライフリンクは、コネクテッドAEDの装置の状態、付属消耗品（バッテリや電極パッド）の有効期限を一元管理する

AEDに記録されたデータは、クラウドWebツールです。予め設定しておいたメールアドレス宛に、不具合情報や消耗品有効期限、使用時のお知らせを送付します。お客様の日常点検を強力にサポートします。
4

経由で取り出し可能。病院での事後検証もスムーズに行えます。

CODE-STAT ™
5

ライフパックCR2除細動器

LIFELINKcentral™ AEDプログラムマネージャ対応明確なイラスト表示と音声で「実用性」を追求
たとえ日頃から訓練を受けていても、いざという時には使用がためらわれる事も少従来製品よりも早い
1回目の電気ショックなくありません。救 助者を不安にさせず、より自信を持って使用できるように可能な限りシンプルなデザインを追求しました。

ライフパックCR2は、シンプルで大きなイラスト、音声ガイダンスをわかりやすく明確に救助者に伝えカバーを開け、患者の胸をはだけます。

る工夫が施されています。
人間工学技術と多くの使用テストを繰り返して設計されており、電極パッドを貼るまでの時間、1回目の電気ショックまでの時間は従来製品に比べて約20%短縮されています。
※ 従来品の情報
販売名：ライフパック ＣＲ Ｐｌｕｓ
医療機器承認番号：21700BZY00251000

赤いハンドルを引き、電極パッドを患者に貼り付けます。

赤いハンドルを引くと、視界に飛び込んでくるのは色分けされた電極パッドそのものです。パッケージを破いたり、保護フィルムを剥がすことなくダイレクトに平行に並べられた電極パッドを剥がし、絵のとおりに患者に貼り付けます。

67

ライフパックCR2除細動器

LIFELINKcentral™ AEDプログラムマネージャ対応

CPRサポート技術で「質の高い胸骨圧迫」
を

シンプルな救命処置を目指す工夫
大きく明確なイラスト表示
救助者は訓練を受けたことがなくても、どう開始すればいいかすぐに分かります。

突然の心停止に対処するには、A EDを使用することはもちろんのこと、心肺蘇生（胸骨圧迫や人工呼吸）を実施することがとても重要です。
日本蘇生協議会（JRC)ガイドラインは、

QUIK-STEP™ 電極
ベース部分に平行に並べられた電極は、そのまま素早く剥がして患者に貼り付けることができます。

中断時間を最小限にすることを強く推奨しています。
メトロノームと心肺蘇生コーチング
効果的なペースを設定し、使用者を音声で導きます。
必要に応じて、胸骨圧迫の有無を検出し是正します。

ライフパックCR2は、通常の電極パッドを活用した独自の体動検知技術によって、救助者が胸骨圧迫を中断している場合に音声ガイダンスで心肺蘇生を開始するように促します。

患者の胸郭インピーダンス

ClearVoice™ テクノロジー
周りの騒音を検知し、指示がはっきりと聞こえるよう音量を調節します。

最大360Jまでのエネルギー上昇
必要に応じてより効果的な電気ショックを与えます。

バイリンガル対応
デバイスの使用時、事前に設定した第二言語へ切り替えます。

※デフォルトは英語です。

LIFEPAK TOUGH™
IP55等級で過酷な環境にも耐えられます。

又、電気ショック完了から心肺蘇生を再開するまでに遅延が生じないように、即座にメトロノーム音と音声ガイダンスで心肺8年間の長期保証蘇生を再開することを促します。
時に、人が多く集まるスタジアムや駅などでは騒がしい環境での処置も想定されます。ライフパックCR2は、独自の音声調ボタン１つで未就学児モード切替できます。

整技術で救助者にとって聞きとりやすい音声ガイダンスを追求しています。
騒音レベルが基準を超えると、装置が音量を自動調整します。

89

仕様
除細動器
出力波形 ： 患者胸郭インピーダンスに従った、電圧、電流並びに波形継続時間の補正を伴う、二相性打ち切り指数関数波形※除細動仕様は患者胸郭インピーダンスが10〜300Ωの範囲の場合に適用

出力エネルギー：工場出荷時設定：200J, 300J, 360J
出力エネルギー精度：50Ω負荷に対して±10% 25-175Ω負荷に対して ±15%ショックアドバイザリシステム：IEC60601-2-4に準拠した心電図解析システムにより、電気ショックの要不要を判断する
通電に要する時間：CPR期間の終わりから8秒(代表値)以内に通電可能

CPRコーチング： 小学生〜大人及び未就学児のCPRに於いて、手の位置や圧迫レート、CPRが実施されていないことを体動検知
圧迫深さをコーチする機能、機能で装置が把握し実施することを促す
制御系： ● リッドカバーボタン ： 上蓋開閉で電源ON/OFF● ショックボタン（半自動版）： 電気ショックの実行● ショックインディケータ（全自動版）：電気ショック時の点滅● 未 就 学児モード ：未 就 学児の場 合、エネルギー出力レベルとC PRガイダンスを変更する● 言語ボタン ： バイリンガル対応構成の場合は、第二言語へ切り替え可能
電気的安全性：入力部の除細動保護 ： IEC60601-1/EN60601-1準拠
安全性 ： 内部電源機器 IEC60601-1/EN60601-1準拠

ユーザーインターフェース

耐環境性能（以下の仕様は最低２時間以上動作環境に保管後を前提とする）

アクセサリ

動作温度：０℃ 〜 ＋50℃

バッテリ
（一次電池）： タイプ ： 二酸化マンガンリチウム（Li/MnO2）12V, 4.7Ah

保存温度：−30℃ 〜 ＋60℃

容量 ： 200J で166 回もしくは 360J で103回除細動、或いは800 分の動作時間 ※摂氏20℃の場合（新品、満充電バッテリ使用時）バッテリと電極込み。最大１週間以内

高度：−382 〜 4,572m

待機時間 ： 4 年間
（新品バッテリ装着、DailyTestのみの場合）

相対湿度：5 〜 95%（結露無き事）Low Batt表示 ： 初めて点灯してから、少なくとも6回の除細動
または30分間の動作可

耐水性、耐防塵性能：IEC60529/EN60529 IP55 （電極、バッテリがセットされた状態）
耐衝撃性：MIL-STD-810F, Method 516.4, Procedure 1（40g, 6-9 ms pulse, 1/2 sine each axis）.
耐振動性：MIL-STD-810F, Method 514.4,
Helicopter – category 6（3.75 Grms）
Ground Mobile – category 8（2.85 Grms）

物理仕様

重量 ： 300g
電極パッド： 適用患者 ： 小学生〜大人及び未就学児パッケージ ： 直感的にわかりやすいクイックステップ電極
寿命 ： 4 年ごとに交換 (代表値）

データ管理
記憶タイプ：装置内蔵メモリ

外形：9,7cm（H）×22.6cm（W）×22.6cm（D）

記憶容量：最低60分の心電図を記録

重量：2.0kg（80211.b/g/n）
通信：Wi-Fi

外部通信：USBケーブル（標準） Wi-Fi（2.4Ghz）

データレビュー： 用途に合わせた様々なデータレビューツールを提供
AEDイベントビューア、CODE-STAT

工場出荷時設定
製品名

型番

ライフパックCR2 オートショック Wi-Fiモデル（バイリンガル）

99512-001698（バイリンガル）
ライフパックCR2 Wi-Fiモデル

99512-001198

エネルギーシーケンス：200J,300J,360J
ユーザーインターフェース：音声ガイダンス、警告音、グラフィックプロンプト

体動検出：解析中の体動検出をON

Clear Voice™テクノロジー：音声ガイダンスとその音量は、ユーザーの周囲環境やエネルギープロトコール ： 低 エネルギーでの除 細 動 が 成 功しなかった場 合のみ、エネルギーをエスカレート

現在行っている操作に合わせて自動調節される
ステータスインディケータ：装置の状態、及び電極やバッテリの可用状態をインディケータ及び音で表示

AED遠隔モニタリングシステム（LIFELINKcentral対応）：
装置の状態、電極パッドとバッテリの有効期限管理をクラウド経由で実施可能とする
WEBアプリケーション

CPR時間：CPR待ち時間は120秒
CPR構成：胸骨圧迫のみ※バイリンガルの第二言語のデフォルト設定は英語です。

メトロノーム：ON
言語選択：バイリンガル（日本語/英語）
警告音：ON

標準付属品
本体、バッテリ、電極トレイ（1個）、取扱説明書、使用開始ガイド、ワイヤレス設定ガイド、USBケーブル、レスキューセット、ソフトキャリーケース、ショルダーストラップ、オリエンテーションDVD、設置シール、ライ
フリンクセントラルガイド、安全管理タグ、
全国 AEDマップ登録依頼書

1011