●ペアとなるセンサーが分からなくなったときナースコール GWAY とドリップセンサーは購入時のものでペアになっています

取扱説明書

他のドリップセンサーでは使用できません。

ドリップセンサーを GWAY 本
体から取外し、点滴筒に取り付けると滴下検出が始まりまペアとなるドリップセンサーを探したい場合は、F2 ボタンを押すことで、ペアとなるドリップセンサーが点滅します

すGWAY の電源ボタンを押し、電源を入れます

電源ボタン

F2 ボタン

ナースコール端子

ナースコール接続コネクタを※ナースコールの接続に関しては
裏面の・注意を参照してください㎖/hセンサー ID

USB ケーブル 1 本

150

AC アダプタります●トイレなどに離床するとき②点滴筒からドリップセンサーを取外し GWAY本体下部

トイレなどベッドから離れるときにへはめこみます

トイレボタンを押すと 30 分間の通信エラー警報

充電中はランプが点灯します

を止めることができます

０４７８ 930 分以内にベッドに戻ると、通常画面表示に戻

80㎖/h

㎖/h

センサー ID150０４７８9
80㎖/h

ります

50550

トイレボタン

ｾﾝｻｰﾊﾞｯﾃﾘｰ

5

GWAY の充電時ｾﾝｻｰﾊﾞｯﾃﾘｰ

ナースコール

充電中 ︓赤点灯

接続コネクタ

充電完了︓消灯

USB コネクタ

操作キー①電源ボタンを押し電源を切ナースコールへ接続します※満充電まで最大約 3 時間

（充電用）

9７８０４

センサー ID
150

表示画面

ドリップセンサー
充電装着部

通信エラー 発報までの残時間

㎖/h

LCD

ドリップセンサーの充電時
接続後に表示されているセンサー ID とドリップセン

充電中 ︓赤点滅

サーに印字されているセンサー ID が合っていることを充電完了︓緑点灯確認してください※満充電まで最大約 3 時間

０４７８
80㎖/h
50
5

トイレ
あと 30分を表示します
30分経過してもベッドに戻らない場合はナースコールでお知らせします・本機のバッテリー交換を行なわないこと。
・予備のナースコール端子が装備されていないナースコールシステムに使用するときは、ナースコールメーカーが提供する分配コ
ネクタなどを使用すること。

点滴中に問題が発生し、エラーが出るとナースコールでお知らせ

https://www.carecom.jp/※アイホン社の web サイト

https://www.aiphone.co.jp/㎖/h

します
GWAY バッテリー

エラーが発生するとナースコール GWAY の画面にエラー画面がⒶセンサー ID
150

表示されますので画面の表示に従って解消してください

ナースコールは医療機器ではなく、また医療機器のアラームを伝えることを目的としたものではありません。

０４７８

ナースコールでの通知は補助手段であり、ナースコール GWAY が発するアラームで判断いただくようお願い申し上げます。

80㎖/h

Ⓑ

※3 分経過してもアラーム原因が解消されない場合は、再度ナー※ケアコム社の web サイト

充電してくださいスコールがＯＮします

50

通信エラー

Ⓐ

5

ｾﾝｻｰﾊﾞｯﾃﾘｰ

Ⓐ︓エラー / 警告の状態を示すⒷ︓対処方法の表示

点滴の異常をナースコールで通知する機器である。
患者ベッドサイドなどのナースコールに接続して使用する、ドリップセンサー専用のナースコール接続機器である。
点滴筒に装着したドリップセンサーが、〖過剰輸液〗状態および〖点滴の停止〗を検出したときに、無線送信する〖点滴異常信号〗を受信し、ナースコールを ON して、ナースセンターなどの遠隔地に通知する。
※ドリップナビ（Dripnavi）︓
自然落下持続点滴監視装置〈医療機器届出番号 22B3X10008377608〉

・本機は、点滴状況の監視をサポートする機器であり、患者点滴に使用する場合は、本機に完全依存せず、定期的に患者のもとに出向き、点滴状況を目視確認すること。

製品仕様
製品名︓ドリップナビ型

ナースコール GWAY

式︓TT-SAME-2203

適合通信相手機器︓ドリップナビ ナースコール GWAY

ドリップセンサー

型式

TT-MSK2306-20（20 滴 /ml/h 輸液セット用）

型式

TT-MSK2306-60（60 滴 /ml/h 輸液セット用）

適合ナースコール︓アイホン社ナースコール
ケアコム社ナースコール
電源︓内蔵バッテリ（Li-ion 充電式電池）
連続使用時間︓24 時間以上（周囲温度 25℃、新品バッテリ、満充電時）
充電用電源︓DC5V（USB 電源）に接続して充電
特定無線設備の種別︓2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム【ドリップセンサー洗浄方法】
・流水で洗い流すことが出来ますが、水没はさせないでください。

・使用前に、本機のバッテリーを満充電しておくこと。

・汚れがついたときは、ぬるま湯を浸した柔らかい布で拭き取ってください。

・本機にペアリング登録されているドリップセンサーと必ず１対１のペアで使用すること。（登録されているドリップセンサーの・滴検出部は傷をつけないように洗浄してください。

ID を本機の LCD 画面に常時表示）
・自然落下点滴以外の点滴、例えば輸液ポンプによる輸液等には使用しないこと。
・本機を患者ベッドサイドのナースコール接続コネクタに接続したときは、本機のナースコール接続コネクタが確実に接続されていることを必ず目視確認すること。
確実に接続されていないと、ナースコールが正しく作動しない可能性がある。
※ナースコールは、機器仕様上、本機などの機器がナースコールに接続されたことを検知できない。また、ナースコールから本機・使用可能な洗剤・・・アルコール、アミン、消毒用洗剤【ナースコール GWAY の洗浄方法】
・汚れがついたときは、ぬるま湯を浸した柔らかい布で拭き取ってください。
・コントローラおよびナースコール Gway を、流水や水没させての洗浄はしないこと。

を外されたことも同様に検知できない。
・充電電源として、USB 電源（DC+5V）以外の電源を接続しないこと。
・輸血には使用しないこと。
・経腸栄養投与には使用しないこと。
・本機をＭＲＩやレントゲンなどの強力な磁気や放射線を発する機器の近傍で使用しないこと。
・薬液が附着したドリップセンサーを本機に戻す場合は、ドリップセンサーの汚れを除去すること。
・本機のナースコール出力が正常に作動することを定期的に確認すること。
本機のｆ１キーとｆ３キーを同時に 3 秒間押すことによって、ナースコールＯＮ信号を模擬出力することができる。

【保守】・ドリップセンサーおよびナースコール GWAY のバッテリ交換は行わないこと。（バッテリ交換は製造販売業者㈱トライテックに依頼すること）
・センサーおよびナースコール GWAY を分解しないこと。
【バッテリー交換】・ナースコール GWAY
トライテックへ返送して交換となります・ドリップセンサー

・本機はセンサー専用の機器であり、他の機器のナースコール通知には使用できない。

・既設のナースコール端子に適合した接続コネクタのナースコール GWAY を使用すること・アイホン社のナースコールに本機を使用する場合は、アイホン社との間で本機の使用に関する承諾書を事前に締結する必要がある。
・本機を分解しないこと。

バッテリー交換不可
詳細はトライテックへお問い合わせください
TE L

0545-71-6755

トライテックホームページ
http://tri-tech.co.jp

製造販売業者︓株式会社トライテック
製造販売業者︓株式会社トライテック
住所

電話番号

︓静岡県富士市入山瀬６１６－１
︓０５４５ - ７１ - ２００４