Cube and Cube L
キューブ

及びキューブ エル

ファイバーレーザ
ディスクレーザ
ダイオードレーザ

超短パルス

CO2 レーザ
Cube

440 – 460 nm

510 – 540 nm

800 – 1100 nm

コースティック
生ビーム

パワーレンジパワー

ビ ー ム 品 質 M2

ビームプロファイル

ビーム径

ポインティングスタビリィ

特長

方向インターフェース

Cube : 25 W – 12 kW
Cube L : 200 W – 20 kW
シングルモードも測定可能
Cube: 最大30 mm
Cube L: 最大45 mm
パルスレーザ > 50 µs
内部ストレージ
Bluetooth, Micro-USB

フォーカスシフト

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/ Rev.7.2 p.1

テクニカル
他のCubeシリーズや関連システムと同様に、Cube 及び Cube L はアブソーバの温度上昇を測定することによってレーザパルスのエネルギを算出します。 レーザパルスの照射時間を測定することにより、パワーが算出されます。この線型性で正確な物理的事実により、この測定方法は最小エネルギ量であってもレーザパワーを測定するのに最適です。
Cube L

操作はレーザの安全性を念頭に置き、できるだけ容易かつ短時間で測定ができるよう設計しました。
Cube をレーザから適切な距離に設置し、複数のパワーレベルを測定します。デバイスを水で冷却したり、測定のために数分間待つ必要はありません。 場所を移動しながら複数のレーザを次々に測定することもできます。 レーザセルを常に閉じることができます。 インターロックを使用することにより測定ツールの状態は常にモニターされ、危機的状況ではアンロックされレーザを停止します。 内部ストレージ、Cubeアプリ、レーザ診断ソフトウェア (LDS)を使用すれば、後日机で結果を確認することができます。ボタン1つで簡単にディスプレイ内の過去の測定値にアクセスすることもできます。
Android™ を搭載したモバイルデバイス用PRIMES社Cubeアプリを使用すると、Bluetooth 経由でタブレットやスマートフォン上ですべての Cube モデルを簡単かつ便利に操作しパワーのモニタリングが可能です。測定シリーズ全体を測定中に記録したり、Cube の内部ストレージ (14 測定) からアップロードしたりすることができます。平均またはピークパワー、パルス毎のエネル
ギ、パルス持続時間などの測定値をグラフィック表示します。
Cube アプリは収集した情報を標準偏差で補足します。
PRIMES社Cube アプリは Google Play ストアから無料でダウンロードできます。マイクロ USB インターフェイスを使用してコンピュータに接続し、最新のレーザ診断ソフトウェア (LDS) で操作することで、デバイス制御、測定データの分析、バックアップなど、多くの機能を使用することもできます。

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
p.2

Rev.7.2

キューブ 及び キューブ エルの仕様

CUBE

CUBE L

パワーレンジ /Power range

25 – 12,000 W 1)

200 – 20,000 W 1)

波長レンジ /Wavelength range

440 – 460nm, 510 – 540nm, 800 – 1,100 nm

アブソーバの最大ビーム径 /Max. beam diameter on the absorber

30 mm

45 mm

保護窓の最大パワー密度

保護窓直下約30mm (ca. 30 mm

保護窓直下約29mm (ca. 29Max. power density on the absorber at beam diameters

underneath the protective window)

mm underneath the protective window)>

4 kW/cm²
5 kW/cm²
10 kW/cm²
12 kW/cm²

4 kW/cm²-

測定パ ラメ ータ ME A S U R E ME N T PA R A MET ER S

<10 mm
10 – 3 mm
3 – 1.5 mm
1.5 mm

レーザ照射時間(パワーに依存)Irradiation time (depending on laser power) 0.1 – 2.0 s 1)

0.1 – 2.0 s 1)

パルスレーザの最小オン/オフ時間 Min. on/off times (duty

50 µs (最大10kHz@50%デューティサイクル)

50 µs(最大10kHz@50%デューティサイクル)< 1% of irradiation time

< 1% of irradiation time

測定エネルギ(測定毎) /Energy per measurement

50 – 3 000 J

ビーム径に依存 2)
d > 35 mm: 200 – 5,000 J
28 - 35 mm: 200 – 4,000 J
20 - 28 mm: 200 – 3,000 J
d < 20 mm: 200 – 2,000 J

推奨測定エネルギ(測定毎) /Recommended energy per measurement

300 – 500 J

500 – 2,000 J

測定値アウトプットまでのトータル デュレーション/Total duration until measurement value output< 15 s< 15 s

測定周波数 /Nominal measurement frequency

300 J: 1 cycle/min
3,000 J: 1 cycle /15 min

700 J: 1 cycle/min
5,000 J: 1 cycle/15 min

最大アブソーバ温度 /Max. absorber temperature

120 °C

120 °C

最大入射角度（入射アパーチャに垂直）

±5°

±5°

最大中心公差 /Max. centered tolerance± 2.0 mm

± 5.0 mm

測定精度(ビーム入射角度 最大5°)±3%±3%±1%±1%cycle) for pulsed lasers(e.g. max. 10 kHz at 50 % duty cycle)

最大立ち上がり時間 /Max. laser rise time

デバ イスパラメータ / DE VI CE P AR A ME TER S

Max. angle of incidence perpendicular to inlet aperture

Accuracy at angle of incidence up to 5 °再現性 /Reproducibility
供給データ /SUPPLY DATA
電源 /Power supply

内蔵リチウムイオン電池（マイクロUSBポートを介して充電可能）

リチウムイオン電池の充電温度範囲

0 – 45 °C

0 – 45 °C

インターフェース /Interfaces

USB/Bluetooth

USB/Bluetooth

ソフトウェア /Software

LaserDiagnosticsSoftware (LDS) and Cube App

Built in lithium-ion battery, which can be charged via aMicro-USB port

Temperature range for charging the lithium-ion cell

通信 /COMMUNICATION

寸法・ 重量 /D I ME N S I O N S AND WE IGH T1)

寸法(LxWxH)コネクタを除く Dimensions (L x W x H) (without connectors)

60 x 65 x 65 mm

92 x 97 x 65 mm

重量 /Weight (approx.)

400 g

1 100 g

記載されている制限値は許容される最大エネルギ（E=P・t）との相関関係にあります。
The stated limit values are to be understood in correlation with the permitted maximum energy (E = P ∙ t).

2)

デバイス損傷の抑制と耐久年数の観点から最大エネルギ及び最大エネルギ密度を超えない範囲でレーザ入射してください。
Limiting the maximum energy as a function of the beam diameter serves to protect the device and prolongs its service life.

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.7.2

p.3

アプリケーション:

レーザメーカー

サービス

自動車産業

アデティブマニュファクチュア

品質管理

リング

プラントエンジニアリング

研究開発 R&D

オートメーションシステムについて: Cube 及び Cube L は実績のある熱量（カロリメトリックス）測定原理を使用したコンパクトなパワーメータです。精度が+/- 3 % という高精度はハウジング内の追加熱センサーによって実現しました。環境に左右されない Cube と Cube L は、たった 1 台のデバイスで数ワットから数キロワットのパワーを高精度で測定します。NIR 及び VIS の波長範囲で CWレーザ 又はパルスレーザを測定します。 これによりPRIMES Cube は最大10kHz 及び 50 %デューティサイクルまでのあらゆるシングルパルスを測定します。

優位点: Cube 及び Cube L はコンパクトな設計で高精度な測定が可能なので、あらゆるサービスボックスに適合する信頼性の高いツールです。 Cube を充電し、PRIMESCube アプリを使用して Bluetooth 経由で AndroidTM用モバイルデバイスで操作できます。
ケーブルは不要です。Cube のディスプレイには必要なすべての情報が一目で分かるように表示されますが、ボタンを 1つ押すだけでさらに多くのパラメータを表示できます。 個々の測定値をより適切に比較するために、内部ストレージに測定値を保存し、すべての測定が終了した後に表示することができます。

要約：品質管理とサービスはかつてないほど簡易になりました。 PRIMES Cube はその高い多様性によりレーザ市場のあらゆる課題を解決します。 どのようなパワーレベルやアプリケーションであっても、PRIMES Cube がソリューションとなります。

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/

Rev.7.2 p.4