2011年4月号（Vol.9 No.4）

PET画像の高精度放射線治療への応用
医療法人社団葵会広島平和クリニック

廣川裕、小野薫、赤木由紀夫

特集
1

Imaging Library 2011
Clinical Report

Ｘ線

PET画像の高精度放射線治療への応用

ＣＴ

医療法人社団葵会広島平和クリニック

廣川 裕、小野 薫、
赤木由紀夫
ＭＲＩ

高精度放射線治療の治療計画において、PET画像を応用することによりGTV・CTVの的確な把握が容易になり、適切かつス要旨 ピーディーな計画立案が可能となる。ただしPET検査の特性や限界を知り、他のモダリティも複合的に応用して標的体積を決定ＭＲすべきである。

PE
T

超音波

はじめにバリスの弱点を補強すると共に、米国バ台（6D Robotic Couch）による自動位置照

リアン社のリニアック最上位機種である合をフィードバックする最先端の画像誘PET検査とくにPET/CT検査は、がトリロジーの機能を統合して、さらに高導技術（IGRT）と統合することにより、ん診療の各領域で重要な役割を果たしつ機能化した世界最高峰の高精度放射線治

頭蓋内病変はもとより、頭頸部、脊椎、つあるが、とくに放射線治療はその具体療システムである（図1）。

肺、肝臓、前立腺などの幅広い領域の病

具体的には、リニアック本体駆動系の変に対してIGRT併用のIMRTを高精度なわちPET/CT画像を参照してGTVを機械的な高精度化や世界最小幅（2.5mm）に実施できる放射線治療装置である。

決定し、それに基づいてPTV入力を行のマイクロ絞り（MLC）による精細で鮮うという治療計画段階における応用に加鋭なビーム形成、世界最高水準の高出力I
T

えて、放射線治療終了後の治療効果判定と最新のIMRT（強度変調放射線治療）のや転移再発の検索における役割など、技術（RapidArcなど）を、ステレオX線ＰＡＣＳ画像診断ソリューション的な有用性を発揮できる領域である。す

PET検査と放射線治療とは切っても切撮影（ExacTrac X-ray）ならびにOBI（OnFDGを用いたPET検査の情報は、病れない関係が構築されつつある。

Board Imager）を用いたCT撮影機能に期診断とくにリンパ節転移、遠隔転移のよる位置情報の取得と、6軸ロボット寝検索には、重要な役割を果たす。放射線当院は、2005 年7 月に広島県内初の正確な病期診断のためのPET検査PET/CT装置を導入してがんドック先ＷＳ

端医療健診センターを開設したが、2009年10月には高精度がん放射線治療セン
ターを増設して、国内で最初に最新の高精度放射線治療装置ノバリスTxを導入ビューアし治療を開始した。
ノバリスTxを用いた高精度放射線治療を開始して1年余りが経過したが、本稿においては当院におけるPET画像のモニタ

高精度放射線治療への応用の現状と展望を紹介する。

ノバリスTxについて
遠隔

ノバリスTxは2007年9月に欧米で発売された最新の高精度放射線治療装置であり、現在までに世界で100台余りがト治療ップレベルの医療センターに導入されている。旧型のノバリスは、リニアックを用いる脳定位放射線治療専用装置として1997年にドイツブレインラボ社が開発その他し、日本国内にも10施設で導入されている。新型のノバリスTxは、旧型のノ40

Vol.9 No.4（2011）

図1

最新の高精度放射線治療装置ノバリスTx

精細で鮮鋭なビーム形成、最高水準の高出力などの高機能と最先端の画像誘導技術（IGRT）により、定位放射線治療とIMRTを簡便かつ高精度に実施できる。

Ｘ線治療を受ける予定の患者が、あらかじめかつスピーディーな治療計画が可能とな腫瘍範囲の特定とその輪郭入力に加えて、PET検査を受けることにより、ルーチると報告されている。

周囲の健常組織の輪郭入力とその線量制集積の半定量的指標であるSUVの閾約が重要で必須のプロセスになる。した遠隔転移を発見できることが少なからず値を決めて標的体積の輪郭決定を行う試

がって、IMRTでは数多くの健常組織をあると、肺癌、悪性リンパ腫、大腸癌なみも多く報告されているが、呼吸性移動定義してその輪郭入力を正確かつ迅速にど多くの腫瘍で報告されている。

や炎症との鑑別の問題あるいはPET画行うことが必要である。
iPlanのRT Imageソフトウェアでは、療法、化学療法の治療方法の決定に重要問題など、PET検査の特性や限界を知り、その優れた画像融合のアルゴリズムによな影響を及ぼすし、根治目的の治療が緩MR等の他のモダリティも複合的に利用り短時間にCT画像とMRI画像など異な和目的の治療に変更せざるを得ないことして標的体積を決定するのが、現時点でるモダリティのイメージセットを正確にもある。また他臓器に偶発的に重複しての適切な応用方法であろう。

画像融合することが可能であり、PET当院においては、標的体積の輪郭入力膨大な作業をアシストする標準解剖図デPET画像による標的体積の決定と体輪郭や臓器輪郭の入力には、ブレインータを用いる自動輪郭入力の機能は、ラボ社の高精度放射線治療専用治療計画

IMRTの治療計画におけるルーチン作業装置であるiPlan（RT Image）を用いている。

を短縮してくれるRT Imageの優れた点である。

次癌の治療方針の変更に繋がることも起こりうる。

iPlanは他の放射線治療計画装置に比べて、自動画像融合（auto-image fusion）や断が必須であるが、従来のCT画像だけ自動輪郭入力（auto-segmentation）に優れによる標的体積決定に比して、PET画たシステムである。

像の情報を加えることにより、GTV・高精度放射線治療、とくにIMRTにおCTVの的確な把握が容易になり、適切いては、通常の放射線治療計画と同様の加えて、組織や臓器の輪郭入力というI
T

PET画像を応用した高精度放射線治療の今後の展望
当院では、PET/CT検査による分子イＰＡＣＳ

三次元的に放射線治療の標的体積を決定するためには、正確な病変の広がり診力が可能である
（図2）
。

PE
T

画像診断
ソリューション

PET画像などマルチモダリ
ティを用いた標的体積の決定れの特長を生かした標的の特定と輪郭入

超音波画像も含めたマルチモダリティのそれぞめにPET検査は有用であり、時には一-いる同時性重複癌を効率的に発見するたＭＲ像の空間分解能の限界や部分容積効果のＭＲＩ

遠隔転移の発見は、手術療法、放射線ＣＴ

ンの病期診断検査では発見できなかった

メージングとノバリスTxによる高精度高い放射線診療に特化し、地域のがん診ＷＳ放射線治療を2枚看板として、専門性の療に従事する先生方と緊密かつフレキシブルに連携しながら地域がん診療の一翼
ノバリスTxの導入を機に、新たに呼吸同期システム（4D-PETの実現）、11C/18Fビューアを担いたいと考えている。

多目的標識化合物合成システムなども導る脳腫瘍など頭蓋内病変の診断と放射線モニタ入した。すでに 11C-メチオニンPETによ治療への応用は開始しているし、核酸代謝イメージング薬剤である 18F-FLTによング薬剤の 18F-MISOによる低酸素領域遠隔る腫瘍と炎症の鑑別や、低酸素イメージの描出など、新しいPET検査薬による腫瘍イメージングについても臨床研究をいと考えている。
図2

治療

開始して、高精度放射線治療に役立てた

PET画像などマルチモダリティを用いた標的体積の決定
その他

左乳癌温存療法後約6年で、腫瘍マーカー高値のために行ったPET/CT検査により発見された、単発性骨転移のGTVとPTVの輪郭決定の1例（iPlan RT image）。

Vol.9 No.4
（2011）

41