プロダクトニュース

発行日
2022 年 12 月 1 日

生産終了商品のお知らせ

No. 2022100C

生産終了商品

推奨代替商品

変位センサ

変位センサ

Z4W-V25R シリーズ

ZX1-LD50A61 シリーズ

■最終受注年月2023年12月末
なお、製品がなくなり次第の販売終了とさせていただきます。

■最終出荷年月2024年3月末■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点
１．外形寸法および取付寸法が異なります。
２．検出距離範囲が25±4mm から 50±10mmに変わります。
３．アナログ出力と距離の特性が逆になります。
センサから見た検出距離の最近点で4mA、最遠点で20mA から 最近点で20mA、最遠点で4mAに変わります。
４．光源が発光ダイオードから可視光半導体レーザに変わります。
レーザ機器に関して国内・外でレーザ安全対策が規定されています。
ご使用の際には必ず取扱説明書をお読みください。

■生産終了商品との相違点
推奨代替商品形式
ZX1-LD50A61シリーズ

本体の色

外形寸法

配線接続

取付寸法

定格性能動作特性

操作方法○×○××××◎ ： 互換○ ： ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
× ： 変更大－ ： 該当する仕様がありません■生産終了商品と推奨代替商品
生産終了商品Z4W-V25R 5M

Z4W-V25R-1 5M

推奨代替商品標準価格（￥）

ZX1-LD50A61 5M
ZX1-LD50A61 2M
ZX1-LD50A61L 2M
ZX1-LD50A61 5M
ZX1-LD50A61 2M
ZX1-LD50A61L 2M

65,00064,00064,00065,00064,00064,000

インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

20221107_DOP_00002

■本体の色生産終了商品Z4W-V25Rシリーズ

推奨代替商品ZX1-LD50A61シリーズ
ケース：黒ケース：黒■外形寸法
生産終了商品Z4W-V25Rシリーズ

2■外形寸法（つづき）
推奨代替商品ZX1-LD50A61シリーズ■端子配置／配線接続
生産終了商品Z4W-V25Rシリーズ

推奨代替商品ZX1-LD50A61シリーズ＊1.TUNE1入力：CH1用チューニング外部入力
TUNE2入力：CH2用チューニング外部入力
LD-OFF入力：レーザOFF入力＊2.入力仕様は下表のとおりです。

3

■取付寸法
生産終了商品Z4W-V25Rシリーズ

推奨代替商品ZX1-LD50A61シリーズ
製品本体

製品本体

取付金具装着4

■定格／性能項目
形式
検出距離中心検出距離範囲光源（発光波長）
レーザ規格
IEC/ENJIS
FDA *1
投光スポット径（参考値）
電源電圧
消費電流
制御出力

アナログ出力

機能

表示灯

応答時間

生産終了商品Z4W-V25Rシリーズ

推奨代替商品ZX1-LD50A61シリーズ

Z4W-V25R (-1)
25±1mm
検出距離中心(25±1mm)±4mm
赤色発光ダイオード （700nm）－－－
φ2mm (測定中心距離にて)
DC12～24V±10% (リップル(p-p)10%含む)
80mA以下DARK出力NPNオープンコレクタ出力 DC30V 負荷電流
50mA以下（残留電圧1V以下）
4～20mA/±4mm 許容負荷抵抗：0～300Ω（センサから見た検出距離の最近点で4mA、最遠点で20mAを出力）-STABILITY（光量表示）
安定動作領域時：緑/動作領域時：消灯/光量不足時（DARK）：赤RANGE（レンジ表示）
測定範囲内時：緑/測定範囲外時：赤動作・復帰：各5ms *2

ZX1-LD50A61

ZX1-LD50A61L
50mm
検出距離中心（50mm）±10mm
可視光半導体レーザ（660nm）
Class 2
Class 1
Class 2
Class 1
Class 2
Class 1
φ0.17mm (測定中心距離にて)
DC10～30V(リップル(p-p)10%含む)
250mA以下(電源電圧DC10V時)
負荷電源電圧：DC30V以下、負荷電流：100mA以下（残留電圧 負荷電流10mA以下：1V以下、負荷電流10～100mA：2V以下）
電流出力：4～20mA 最大負荷抵抗300Ω（センサから見た検出距離の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力）
スマートチューニング/キープ機能/スケーリング設定/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイ
マ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロ
リセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化
デジタル表示（赤色）、出力表示灯（OUT1、OUT2）（橙色）、ゼロリセット表示灯（橙色）、メニュー表示灯（橙色）、レーザ点灯表示灯（緑色）、スマートチュー
ニング表示灯（青色）

判定出力 最速（SHS）モード：1ms
高速（HS）モード：10ms、標準（Stnd）モード：100ms
レーザOFF入力／ゼロリセット入力 ：200ms以下
温度特性 *3±0.3％F.S./℃0.03%F.S./℃
リニアリティ *4±3%F.S.
±0.15%F.S.
分解能10μm *52μm *6
使用周囲照度
受光面照度白色ランプ：3,000lx
受光面照度白熱ランプ： 受光面照度白熱ランプ：
7,500lx以下
5,000lx以下
周囲温度範囲
動作時：－10～＋55℃、
動作時：－10～＋55℃、保存時：－20～＋65℃
保存時：－15～＋70℃（ただし、氷結、結露しないこと）（ただし、氷結、結露しないこと）
周囲湿度範囲動作時、保存時：各35～85％RH（ただし、結露しないこと）
振動（耐久）
10～55Hz （複振幅1.5mm）、3方向
10～55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
各15min×2掃引
衝撃（耐久）
500m/s2 X、Y、Z各方向 3回保護構造
IEC規格 IP66
IEC規格 IP67
接続方式
コード引き出しタイプ
質量（梱包状態/本体）
約220g/約150g
コード長2m 約240g/約180g
コード長5m 約450g/約330g
材質
ケース：ABS
ケース・カバー：ポリブチレンテレフタレート、
光学窓：ガラス、コード：PVC、取りつけ穴部：SUS303
付属品
取りつけ金具、取りつけねじM4長さ12、取扱説明書、レーザ警告ラベル抵抗器250Ω1/2W、取扱説明書*1. FDA 規格の Laser Notice No.50 の規定に従い、IEC 60825-1:2007 規格にて、Class1 または Class2 に分類され、CDRH に届出済みです。
*2. 変位量が、ステップ状に変化したときのアナログ変位出力の立上がり、立下がり時間（10～90％）*3. 当社標準対象物を使用した場合の値です。
*4. 当社標準対象物を使用した場合の値です。対象物によって精度が変わることがあります。
*5. アナログ変位出力の peak to peak の変位換算値（測定条件：対象物は白色アルミナセラミック、測定中心距離）*6. 標準（Stnd）モードに設定し、当社標準対象物（白色セラミック）にて、スマートチューニングを実施した状態で定義しています。
ワークが静止状態の繰り返し精度を示すもので、距離精度を示すものではありません。
強い電磁界内では、分解能の性能が満足できない場合があります。

5■動作特性生産終了商品Z4W-V25Rシリーズ

推奨代替商品ZX1-LD50A61シリーズ

角度特性

角度特性

材質によるリニアリティ特性

材質によるリニアリティ特性

6

■操作方法
生産終了商品Z4W-V25Rシリーズ

推奨代替商品ZX1-LD50A61シリーズ
表示・操作部

表示部（操作箇所なし）

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。

7