Optima MAX シリーズ
卓上型超遠心機フロア型を超える遠心力とフロア型に迫るサンプル量

Optima MAX シリーズ
究極のパフォーマンス。進化した卓上型超遠心機

世界初の分離用超遠心機 Model Lを発売して以来、60年以上の実績と経験を誇るベックマン・コールターが、進化した卓上型超遠心機 OptimaMAXシリーズをお届けします。
Optima MAXシリーズは、信頼性、安全性、操作性とその実績において卓越したパフォーマンスを発揮し、ライフサイエンス分野、ナノテク分野などにおいて、基礎研究から品質管理フル機能のOptima MAX-XPとシンプル設計のOptima MAX-TLから、用途に合わせてお選びいただけます。

Optima MAX-XP
Optima MAX-TL

受け継がれるベックマン超遠心機のDNA
1947

世界初！ 分析用超遠心機 Model E

1949
1984

世界初！ 分離用超遠心機 Model L
超遠心機の概念を塗り替える卓上型超遠心機 TL-100
研究のスピードアップ化と効率化を実現

世界最速レベルの卓上型超遠心機 Optima MAX-XP

Now

クラス最高の回転数150,000 rpm、遠心力1,000,000 xｇを達成し、フルカラー LCDタッチスクリーンを採用して、簡単な操作性を実現

卓上型超遠心機 Optima MAX-TL

MAX-XPの使いやすさ、基本性能はそのままに、最高回転数を120,000 rpmにしたエコノミックタイプ

クラス最高回転数 150,000 rpm、1,000,000 xgを実現（MAX-XP）
さらに、世界最小κファクタ*のMLA-150ロータを用いて大幅に分離時間を短縮することが。
可能になりました（*1 mL肉厚PCチューブ使用時：κファクタ4.6）

真空内置型長寿命駆動部は完全10年間保証
遠心機の心臓部である駆動部は、チャンバー内と同一の真空系内に入っているため真空シールの必要がなく、長寿命設計になっています。そのため、駆動部保証は使用時間無制限の完全10年保証になりました。

サンプルの秤量合わせは不要
インバランス ･ トレランス ･ システムにより対角位置のサンプル量の差を10%まで許容しますので、バランス調整は目分量だけで十分です。同時に高い安全性にもつながります。

フルカラー LCDタッチスクリーンで簡単操作
大きな文字で直観的なインターフェースは、どなたにでも簡単な操作を可能にしました。
フルカラーのスクリーンは、遠心の状態、真空度の状態が一目で確認できる安心設計です。遠心中・待機中・エラー発生などの動作状況をカラー表示しますので、本体の状況をフルカラー LCDタッチスクリーン

Unprecedented. Uncomplicated.
1

簡単に把握できます。

サンプルリーク防止用環状帯（アニュラスデザイン）

真空度の数値表示

遠心中に万一チューブから液漏れがあったとしても、この特許

機器運転中は、真空度が常に数値（ミクロン torr)で表示されま構造のサンプルリーク防止用環状帯が、ロータ外へのサンプルす。これにより真空システムの点検が簡単に行えます。

飛散を防止しますので安心です。
ロータリッドOリング
サンプルリーク防止用環状帯
遠心チューブロータは駆動軸に載せるだけ

バイオセーフティシステム

スマートロックシステムにより、ロータは駆動卓上型のコンパクトな設計ですので、クリーンベンチ内に設置軸に載せるだけでセット完了。

することが可能です。また、バイオセーフティ仕様の本体を選べロータを確実にロックし、安全な遠心を保証しば、ヘパフィルタが組み込まれており、さらに高レベルな安全性ます。

を確保できます。

また従来型のボタンロック式ロータでもそのまま載せるだけで、遠心可能です。
スマートロックシステム

HEPAフィルタのフローパスイメージ
HEPAフィルタ 0.2 μm

冷却方式

チャンバー

ベックマン・コールターの超遠心機は、すべて電子式加熱冷却方式（ペルチェ方式）を採用しており、完全CFCフリーですので、バキュームポンプ

環境にやさしい設計になっています。
HEPAフィルタ 0.2 μm

47dBA以下の静音設計
当社従来機と比べて20%以上の騒音低減を実現しました。運空気の流れ転中でも、快適な実験環境を保ちます。

ロータの互換性

日本語対応ソフトウエア

MAX-XPは、卓上型超遠心機発売以来のすべてのTLロータおマルチ言語対応のソフトウエアは日本語、英語ばかりでなく、計よびMLロータが使用できます。またMAX-TLは、すべてのTL9か国語に切り替えることができます。また、直感的に操作が行ロータが使用できます。常にユーザにやさしい基本思想が貫かえる簡単なソフトウエアになっています。

れています。

固定角ロータ MLA-55

固定角ロータ TLA-110

分離サンプル例
ライフサイエンス分野
・タンパク質・DNA/RNA・細胞内成分

ナノテクノロジー分野
・細胞膜・ウイルス・エクソソーム

・顔料・シリカ・ラテックス

・金属コロイド・カーボンナノチューブ
・ポリマー

2

先進のフル機能

Optima MAX-XP
ベックマン超遠心機のDNAを受け継ぐ、卓上型の最高モデル！
！
最高回転数は150,000 rpm
最大容量は6 × 32.4 mL（固定角ロータ MLA-50）
1,000,000 xｇを超える遠心力と最新の機能でさまざまなニーズに対応する

Optima MAX-XP

だけでなく、実験のトレーサビリティを高め、安全で確実な実験管理環境を保つことができます。

ユーザID設定機能

運転履歴

MAX-XPは、使用者を2つの階層（管理者権限の有無）に分け運転の履歴は自動的に本体に記録されます。また、記録されたデーて登録することができます。

タはUSBメモリに転送することができるので、使用ロータ、使用プ管理者権限を与えられた使用者だけが、次のことを行えます。

ログラム、遠心パラメータなどをパソコンで管理することもできま■ ユーザログイン機能の設定■ 音量設定す。複数の利用者がいる場合に、使用履歴を簡単に管理できます。

■ ロータログイン機能の設定■ 時刻設定■ 運転履歴の外部エキスポート■ 言語設定■ プログラムの消去および編集■ 使用者リスト編集

運転の履歴画面では、使用者や使用ロータも記録されます。

管理者権限を有する使用者のみがアクセスできる画面。
各種設定が選択できます。

それぞれの運転履歴は、さらに詳細に自動記録されています。それによって、実際の遠心回転数、時間、温度、加減速設定などを表示することが可能です。
使用者リスト編集画面。使用者の登録、削除、パスワード設定アドミニ権限の有無を設定できます。

ロータログイン機能
ロータログイン機能をオンにすることで、ロータの使用回数がカウントされます。

パスワード設定機能

ロータ選択画面では、ロータの使用回数が記 録されます。また、シリア ルNo.ごとにロータが登録されるため、同種のロータが複数あっても管理可能です。

ユーザログイン機能がオンになっているときは、登録された使用者が、パスワードを入力することによって機器へのアクセスが可能にな

Optima MAX-XPをLANにつないで、隣のラボや建物から、パソります。共同研究室などでコンでリモートモニタリングまたは、リモートコントロールができの管理に便利です。
パスワード入力画面

代表的なロータ

クラス最大容量100万gを超えるアニュラスデザインロータ

最高回転数：50,000 rpm
最大遠心力：233,000 xｇ
最大容量：8 × 32.4 mL

最高回転数：130,000 rpm
最大遠心力：1,019,000 xg
最大容量：10 × 2.0 mL

固定角ロータ MLA-50

Unprecedented. Uncomplicated.
3ます。共通機器の管理や、バイオハザード対策としても最適です。

固定角ロータ MLA-130

シンプル設計

Optima MAX-TL
リーズナブルなベーシックモデル
最高回転数は120,000 rpm
最大容量は8 × 13.5 mL（固定角ロータ MLA-55）
フルカラー LCDタッチスクリーン、静音設計などの基本性能はそのままに、

Optima MAX-TL

使いやすさとシンプルさを追求したエコノミックタイプです。

設定画面プログラムサマリー
シンプルで直観的な操作が可能なタッチスクリーン画面

5ステップまでの遠心プログラムは、作成も内容確認も簡単に行えます。

遠心がスタートすると、トップメニューの色が青から緑に変わります。
回 転 数、時 間、温 度 などの ほかに真 空 度 も 現 在 の 値 が 数 値 で表示されます。

オンスクリーンヘルプもすべてマルチ言語対応なので、日本語の表示も可能です。

用途が広い中容量ロータ

トップローディング式 スウィングロータ

最高回転数：55,000 rpm
最大遠心力：287,000 xｇ
最大容量：8×13.5 mL

トップローディング式でバケットのミス固定角ロータ MLA-55

代表的なロータ

スウィングロータ TLS-55

フックがなく、安全に使用できます。専用の ア ダ プ タを 使 用 す れば、175 μLのチューブで55,000 rpm（248,000 xｇ）の遠心が可能です。

最高回転数：55,000 rpm
最大遠心力：259,000 xｇ
最大容量：4×2.2 mL
最少チューブ：175 μL

主な機能比較
最高回転数

最大遠心力

Optima MAX-XP
150,000 rpm

Optima MAX-TL
120,000 rpm

1,019,000 xｇ

657,000 xｇ

6 × 32.4 mL

8 × 13.5 mL

フルカラー LCDタッチスクリーン

○

○

最大容量

TLロータの適合○○

MLロータの適合○（MLA-55のみ○）

完全10年・ドライブ保証

○

○

静音設計

○

○

スマートロックシステム○○

真空度数値表示○○マルチ言語対応（日本語）○○

本体内蔵ヘルプ機能○○

ユーザID/パスワード設定

○

×

○

×

ロータログイン機能○×

運転履歴（本体/USBメモリ）4充実したソリューション

独自チューブ、アクセサリ＆ロータ
ユニークなチューブ
OptiSeal チューブ

g-MAX システム●●

指で軽くプラグ（栓）を押し込むだけでサンプルを完全密封。特別なツールは不要です。

g-MAXシステムにより、１つのロータで数種の容量のチューブを最大ｇのまま遠心でき、分離時間を大幅に短縮します。少量サンプルでも最大ｇで遠心できます。
g-MAXシステム概念図

QuickSeal チューブ

● 熱溶着タイプのバイオコンテインメ

従来のアダプタの経路長

g-Maxシステムのより短い経路長ントチューブです。

PP1.5 mLスクリューキャップチューブ● TLA-110ロータに専用アダプタを用いることにより高い遠心力（536,000 xg）での使用が可能になります。

Konical チューブ

● 少量のペレット回収に最適なコニカル専用アダプタ
製品番号：393238

チューブです。

● スウィングロータ用で、バケット底部にアダプタを入れて使用します。

1.5 mL PPスクリューキャップチューブ
製品番号：B22799

固定角ロータ TLA-110
最高回転数：110,000 rpm
最大遠心力：657,000 xg
kファクタ：9

豊富なアクセサリ
コードレスチューブトッパー
シーリングキット● QuickSealチューブの先端部をヒートシールし、完全密封します。

チューブスライサ（肉厚チューブ用）●

直 径7 〜 13 mmの 超 遠 心 機 用 肉 厚

オープントップチューブに対応します。

チューブスライサ（肉薄チューブ用）● 直 径8 〜 25 mmの 超 遠 心 機 用 肉 薄QuickSealチューブ用ラック

チューブすべてに対応します。

● 直径8 〜 38 mmの7種類のチューブに対応します。

チューブ引抜工具
オープントップチューブキャップ用
PCボトルアッセンブリ（黒ノリルキャップ）用

フローティングスペーサ /OptiSealスペーサ用

OptiSealチューブ用ラック● プラグ（栓）の取り外し、サンプルの回収にも便利なOptiSealチューブ専用です。

QuickSeal / OptiSeal
チューブ用
PCボトルアッセンブリ（赤アルミキャップ）用Unprecedented. Uncomplicated.
5

デルリン製アダプタ用

クラス最大容量ロータ

クラス最速ロータ

最高回転数：50,000 rpm
最大遠心力：233,000 xｇ
最大容量：8 × 32.4 mL

最高回転数：150,000 rpm
最大遠心力：1,003,000 xｇ
最大容量：8 × 2.0 mL

固定角ロータ MLA-50クラス最少サンプル遠心可能
トップローディング式ロータ

固定角ロータ MLA-150

スウィングロータ TLS-55

最高回転数：55,000 rpm
最大遠心力：259,000 xｇ
容量：4 × 2.2 mL
最少チューブ：175 μL（5 × 20 mm)

ロータ一覧
ロータ
固定角ロータ

MLA-150

固定角ロータ

MLA-130

固定角ロータMLA-80固定角ロータ

MLA-55固定角ロータ

MLA-50固定角ロータ

TLA-120.2

固定角ロータ

TLA-120.1

固定角ロータ

TLA-110固定角ロータ

TLA-100.3

固定角ロータ

TLA-100

固定角ロータ

TLA-55

近垂直ロータMLN-80

近垂直ロータ

TLN-120

近垂直ロータ

TLN-100

スウィングロータ

MLS-50

スウィングロータ

TLS-55

最高回転数

最大遠心力

150,000

1,003,000

130,000（xg）

kファクタ

チューブサイズ容量

ロータ適合(φ × 長さ：mm)(本数 × 容量：mL）

MAX-XP

MAX-TL

8.0*11×32

8×2.0

○

×

1,019,000

8.7

11×32

10×2.0○×80,000444,000

29

16×64

8×8.0

○

×

55,000287,000

53

16×76

8×13.5○○50,000233,000

92

25×77

6×32.4○×120,000

627,000

16

11×34

10×2.0○○120,000

627,000

8

8×34

14×0.5○○110,000

657,000

13

13×56

8×5.1

○

○

100,000

541,000

14

13×51

6×3.5

○

○

100,000

436,000

7

7×20

20×0.2○○55,000186,000

66

11×38

12×1.5○○80,000389,000

20

16×58

8×8.0

○

×

120,000

585,000

7

8×35

8×1.2

○

○

100,000

450,0001413×38

8×3.9

○

○50,000

268,000

16

13×51

4×5.0

○×55,000

259,000

50

11×34

4×2.2

○○（rpm）* 2mLQSPAチューブ使用時のκファクタ。1mL肉厚PCチューブ使用時のκファクタは4.6になります。

信頼のサポートプログラム

お客様サポートWebサイト

ベックマン・コールターでは、お客様に安心して機器をお使いいただくために、各種プログラムをご用意しています。

ベックマン・コールターでは、お客様の研究を効率よくサポートするために、充実したWebサイトを提供しています。

1 GMP、GLP、ISO9000ガイドライン対応の適格性確認

Run Time Conversion

プログラム

IQ（据付時適格性確認）と、OQ（稼働性能適格性確認）の両プログラムをご用意しています。

文献に掲載された遠心条件を、研究室にある他のロータの遠心条件に換算します。

2 保守サービスプログラム

下記の各種保守サービスをご用意しています。
１）オールインプラン ２）プロテクトプラン
３）シンプルプラン

４）ベーシックプラン

5）延長保証3 FRIPプログラム（Field Rotor Inspection Program）

トレーニングを受けたフィールドサービスエンジニアによるロータ点検プログラムを随時行っています。ご使用の古いロータを点検し、安全に使用できるか報告いたします。

Rotor Calculation
ロータを選択すると、仕様が表示されます。回転数から遠心力を算出、また遠心力から回転数を算出することもできます。

4 ロータセミナー（遠心機ロータの安全な取扱講習会）

ロータ、チューブの正しい使用法および、日常のメンテナンスについての講習会を、ご希望に応じて随時開催いたします。

http://ls.beckmancoulter.co.jp/cf-calculation

6

卓上型超遠心機 Optima MAX シリーズ
本体仕様

Optima MAX-XP

Optima MAX-TL

製品番号（標準システム）

393315

A95761

製品番号（Biosafeシステム）

A47882

B11229150,000 rpm

120,000 rpm

1,019,000 xg（MLA-130ロータ）
6 × 32.4 mL（MLA-50ロータ）

657,000 xg（TLA-110ロータ）
8 × 13.5 mL（MLA-55ロータ）

最高回転数
最大遠心力
最大容量
MLシリーズロータ対応

可能

MLA-55ロータのみ可能

TLシリーズロータ対応

対応可能

表示部

フルカラー LCD

操作方法

タッチスクリーン方式

マルチ言語対応

可能（日本語を含む9か国語）

チャンバー冷却方式

電子式加熱冷却方式（ペルチェ式完全ＣＦＣフリー）

駆動部システム

真空内置型長寿命駆動部

駆動部冷却方式

空冷式

駆動部モータブラシレスインダクションモータ

駆動部保証期間

完全10年間回転数制御精度±50 rpm

回転数表示

10 rpm毎（1,000 rpm未満）、100 rpm毎（1,000 rpm以上）

加速 / 減速設定

10種類 / 11種類

真空度数値表示

有ロータセット方式

スマートロック方式（載せるだけ）

ロータオーバースピード検知方式

マグネットID方式

試料バランス

対角位置のバランス許容範囲10%以内

温度設定範囲

0~40℃（１℃刻み）

平衡後温度変動幅

0.1℃以内時間設定

1分〜 99時間59分

運転音

47dBA以下

プログラムステップ

5ステップ

オンスクリーンヘルプ機能

有

ユーザー ID / パスワード設定機能有無

運転履歴記録機能有無

USBポートへのデータ転送機能

有

無ロータログイン機能有無ロータライブラリ有無

RPM / RCF表示切替機能有無

有無有（製品番号 393395）

無時刻設定遅延スタート機能
リモートモニタリング＆コントロールオプション
電源

100 V、12 A、50 / 60 Hz

寸法・重量739（W）×617（D）×394（H）mm、105 kg【安全規格準拠】

・国際規格IEC 61010-2-020適合
・EMC指令 EN61326規格準拠
・CSAおよびCEマーキング規格
・ISO 9001またはISO 13485認証工場での製造

Optima MAX-XP

Optima MAX-TL

本製品は研究用です。
Beckman CoulterおよびBeckman Coulter ロゴは、Beckman Coulter, Inc. の登録商標です。
仕様等につきましては予告なしに変更する場合があります。

注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

A50457 2016.06-2000（L）