Thermo Scientific Savant SpeedVac

遠心濃縮装置セレクションガイド

your samples

our obsession

Thermo Scientific Savant SpeedVac
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™は様々なサンプルを迅速かつ安全に濃縮・乾燥する装置です。
遠心力を利用してサンプルの突沸と泡立ちを防ぎ、減圧下で溶媒の沸点を降下させることで、低温で効率よく濃縮・乾燥を行います。SpeedVac は 40 年以上にわたり、お客様から信頼され使い続けられている遠心濃縮システムのパイオニアです。多様な種類の溶媒に幅広く対応できる多彩な製品ラインナップをご提供いたします。

減圧により低温で濃縮できるためロータリーエバポレーター
よりも迅速で効率的な濃縮が可能です。

Savant SpeedVac の構成

Savant SpeedVac システムは 3 つのメインコンポーネントで構成される遠心濃縮システムです。
遠心濃縮チャンバー（遠心機）

遠心力で突沸や物理的なサンプルロスを防ぎます。

真空ポンプ

濃縮チャンバー内を減圧します。

冷却トラップ

遠心チャンバー

遠心機が組み込まれています。サンプ
ルの種類、容器の形状やサイズ、処理数に合わせて、機種やロータをお選びください。

気化した溶媒を冷却捕集します。

冷却トラップ

気化した溶媒を液化・凝固させて回収します。水系はもちろん、低沸点有機溶媒を効率的に回収可能な超低温機
種もご利用いただけます。

VaperNet（オプション）

冷却トラップでの溶媒トラップ効率をアップします。

溶媒の分類
溶媒種類

2

真空ポンプ

高真空オイルポンプ
耐酸・耐有機溶媒ダイアフラムポンプ
高性能スクロールポンプ

水溶液

水、
エタノール、水＋アセト二トリル（少量）、水＋メタノール（少量）、水＋エタノール

有機溶媒

メタノール、
エタノール、
イソプロパノール、
アセト二トリル

活性有機溶媒【低沸点】クロロホルム、酢酸エチル、
アセトン、塩化メチレン、ヘキサン
トルエン、ベンゼン、
ニトロベンゼン【高沸点】DMSO、
DMF、

酸（＜1.0N）

TFA、塩酸、酢酸など

強酸・強アルカリ（＞1.0N）

TFA、塩酸、硝酸、酢酸、ギ酸、アンモニア、水酸化アンモニウム、水酸化ナトリウム

HTS、コンビケム

ハイスループット処理対応（サンプルに活性有機溶媒や酸を含む）

機種選択のポイント
サンプル（溶質）の種類

生物由来のサンプルですか？ それとも非生物由来の物質ですか？

非生物由来の化学物質の濃縮には、一般的に遠心濃縮装置が使われます。これらのサンプルは高濃度の有機溶媒や酸、アルカリを含みます。核酸（DNA、オリゴ DNA、RNA 等）の濃縮にも遠心濃縮装置が使われます。比較的に温度による影響を受けやすいタンパク質・酵素の濃縮・乾燥には凍結乾燥装置が使われる場合が多いですが、SpeedVac 遠心濃縮装置でも凍結乾燥を効率的に行うことが可能です。遠心濃縮装置で凍結乾燥を行う場合は高真空オイルポンプを使用し、サンプルを凍らせて溶媒を昇華

させます。

溶媒の種類

活性有機溶媒（例：塩化メチレン、
トルエン）ですか？

アルコール類（例：メタノール、エタノール）ですか？
高沸点有機溶媒（例：DMSO、DMF）ですか？
強酸や強アルカリを含んでいますか？

これは適切な SpeedVac システムを選択するうえで最も重要なファクターになります。高沸点有機溶媒や強酸・強アルカリを含む

溶媒の濃縮にはその溶媒系に対応する SpeedVac システムを選択する必要があります。アルコール類や水溶液であれば汎用的なSpeedVac システムで濃縮可能です。

容器のフォーマット、容量、本数

少量サンプルの濃縮で十分ですか？

大容量サンプルの濃縮が必要ですか？
容器の種類や本数は？

SpeedVac 遠心濃縮システムは多様な容器のフォーマットに対応する多数のロータを用意しています。目的のアプリケーションに合わせて、大容量タイプ、
少−中容量タイプの SpeedVac システムをお選びください。

一体型システムとコンポーネント型システム

SpeedVac 遠心濃縮装置は遠心機、冷却トラップ、真空ポンプを一つのユニットに内蔵した一体型システムと、それぞれを別々のコンポーネントとして組み上げるコンポーネントタイプからお選びいただけます。

一体型は省スペース設計で、オペレーションやメンテナンスが簡単です。

コンポーネントタイプはアプリケーションに応じてシステムの構成をあとから容易に変更でき
るフレキシビリティーが特長です。

オイル式真空ポンプとオイルフリー真空ポンプ

SpeedVac 遠心濃縮装置コンポーネントタイプでシステムを組み上げる際に、オ

イル式真空ポンプまたはオイルフリー真空ポンプを選択できます。一般的に凍結乾燥や高沸点有機溶媒（例：DMSO や DMF）の濃縮を除くアプリケーションでは、オイルフリー真空ポンプの使用を推奨しています。オイルフリー真空ポンプ
は、ポンプ内部が ETFE や PFA 等のフッ素系樹脂でコーティングされており、有機溶媒や酸の濃縮でもお使いいただけます。また、オイルフリーポンプはメンテ
ナンスが容易で、オイルやオイルフィルター等のコスト負担が必要なく、耐久性に優れています。

アプリケーションの拡張性

現行のアプリケーションの必要性だけでなく、将来的なアプリケーションの必要性を考慮して機種を選択してください。もし、将来的に強酸や活性有機溶媒の濃縮が必要になるのであれば、一体型システムよりもコンポーネントタイプでシステムを構築することをお薦めいたします。

3

SpeedVacセレクションチャート
アプリケーション

核酸濃縮・乾燥

容量

少量

分類

溶媒種類

中容量

DNA120

DNA120OP

SPD1010

SPD111V

水

◎

◎

◎

◎

PCRバッファー

◎

◎

◎

◎

エタノール

◎

◎

◎

◎

メタノール

−

−

◎

◎

イソプロパノール

−

◎

◎

◎

アセト二トリル

−

−

◎

◎

クロロホルム

−

−

−

−

アセトン

−

−

−

−

酢酸エチル

−

−

−

−

塩化メチレン

−

−

−

−

ヘキサン

−

−

−

−

DMSO

−

−

−

−

DMF

−

−

−

−

トルエン

−

−

−

−

ニトロベンゼン

−

−

−

−

TFA

−

−

○

○

塩酸

−

−

○

○

酢酸

−

−

○

○

TFA

−

−

−

−

塩酸

−

−

−

−

酢酸

−

−

−

−

ギ酸

−

−

−

−

アルカリ

水酸化アンモニウム

−

◎

−

−

生体試料

タンパク質
（凍結乾燥）−−−◎

水＋エタノール

◎

◎

◎

◎

水＋メタノール/アセト二トリル

−

−

◎

◎

メタノール＋クロロホルム

−

−

−

−

アセトン＋塩酸（1.0N以下）

−

−

−

−

ジクロロメタン＋ヘプタン

−

−

−

−

塩化メチレン＋メタノール

−

−

−

−

DMSO＋メタノール

−

−

−

−

（95：5）
TFA/ピリジン

−

−

−

−

水溶液

アルコール類/アセト二トリル

活性有機溶媒（低沸点）

活性有機溶媒（高沸点）

弱酸（1.0N以下）

強酸（1.0N以上）

混合溶媒

◎：対応

4

分析前処理/○：対応するが、使用後にメンテナンスが必要

合成・創薬/凍結乾燥

HTP分析前処理・乾燥

中容量

HTP合成・創薬

大容量コンビケム創薬
超大容量

SPD121P

SPD131DDA

SPD2010SC210A

SC210ARC

SC250EXP

Explorer

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

−

◎

◎

◎

◎

◎

−

−

−

◎

◎

◎

◎

−

−

−

◎

◎

◎

◎

−

−

−

◎

◎

◎

◎

−

−

−

◎

◎

◎

◎

−

−

−

◎

◎

−

◎

−

−

−

◎

◎

−

◎

−

−

−

◎

◎

−

◎

−

−

−

◎

◎

−

◎

−

−

−

◎

◎

○

◎

○

○

○

◎

◎

○

◎

○

○

○

◎

◎

○

◎

○

○

○

◎

◎

−

◎

−

−

−

◎

◎

−

◎

−

−

−

◎

◎

−

◎

−

−

−

◎

◎

−

◎

−

−

−

◎

◎

−

◎

−

−

−

◎

◎

◎

◎

−

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

−

−

−

◎

◎

○

◎

−

−

−

◎

◎

◎

◎

−

−

−

◎

◎

◎

◎

−

−

−

◎

◎

−

◎

−

−

−

◎

◎

−

◎

−

−

−

◎

◎

5

核酸の濃縮・乾燥（少量）
Thermo Scientific Savant SpeedVac DNA120/DNA120OP（一体型）
小容量の DNA/RNA サンプルを迅速に効率よく濃縮・乾燥するシステムです。耐薬品性に優れた真空ポンプを内蔵したコンパクトな一体型。DNA120OP はガラス製リッド、ポストトラップ、アンモニア中和剤を付属し合成オリゴの濃縮に対応。

36 本×1.5/2.0mL チューブ用ロータ標準付属

耐食性に優れたテフロンコーティングチャンバー

耐食性に優れた高性能ダイアフラムポンプを内蔵し高速濃縮デュアルタイマーで加温と動作時間を独立してコントロール
非常に静かな運転

マイクロプレートでの遠心濃縮が可能（RD2MP、オプション）
DNA120

DNA120OP■ 仕様
DNA120

DNA120OP

最大処理量

36本×1.5/2.0mLチューブ、72本×0.5mLチューブ、2枚×マイクロプレート

タイマー機能5min〜9h 55min、デュアルタイマー（運転時間、加温時間）、連続運転

チャンバー温度設定

室温、43℃、65℃

真空ポンプ、最大真空度

ETFEコーティングダイアフラムポンプ、10Torr（1.3kPa）以下

フタの材質

アクリル製

アンモニアトラップ

ガラス製

なし

付属

外寸
（W×D×H mm）

290×630×290

電源

115V、60Hz、10A

重量

36kg

付属品

RD36ロータ

RD36ロータ、ポストトラップ、アンモニア中和剤■ オーダーインフォメーション
製品番号

DNA120-115

製品名
遠心濃縮システムSpeedVac DNA120（RD36付属）DNA120OP-115

遠心濃縮システムSpeedVac DNA120OP（RD36、ANT100、ANS121付属）

RD48

RD48 遠心濃縮用ロータ 48本×0.5mLチューブ

RD72

RD72 遠心濃縮用ロータ 72本×0.5mLチューブ

RD24

RD24 遠心濃縮用ロータ 24本×1.5/2.0mLチューブ

RD36

RD36 遠心濃縮用ロータ 36本×1.5/2.0mLチューブ

RD2MP

RD2MP 遠心濃縮用ロータ 2枚×マイクロプレート
RD2MPプレートロータ

6

分析前処理（中〜大容量）Thermo Scientific Savant SpeedVac SPD1010/SPD2010（一体型）
遠心チャンバー、真空ポンプ、冷却トラップを内蔵したコンパクトな一体型。中容量（SPD1010）および大容量（SPD2010）のサンプルを迅速に効率よく濃縮・乾燥するシステムです。水系の溶媒をはじめ、一般的な溶媒（アルコール類、アセト二トリル）や 1N 以下の酸に対応。LC/GC 分析前の濃縮に最適な一台です。
コンパクトな All-in-One 一体型システム
テフロンコーティングチャンバー

耐食性に優れた ETFE コーティングダイアフラムポンプ内蔵−50℃冷却トラップ内蔵

4L 大容量フラスコ（冷却トラップ用）

ガラス製リッド

マイクロチューブは最大120本（SPD1010）と200本（SPD2010）
多様な容器に対応する豊富なロータセット

SPD1010真空制御（ランプ設定、一定真空度維持）で突沸防止ラジアントランプ標準装備で光照射によるサンプルの加温が可能
デュアルタイマーで加温と動作時間を独立してコントロール

SPD2010

■ 仕様
最大処理量

SPD1010

SPD20104×100mLフラスコ、2×マイクロプレート
6×50mLコニカル、120×マイクロチューブ

4×250mLフラスコ、12×マイクロプレート
26×50mLコニカル、200×マイクロチューブ

タイマー機能1min〜9h 59min、連続運転（マニュアル）

真空ポンプ、最大真空度

オイルフリーETFEコーティングダイアフラムポンプ、10Torr（1.3kPa）
以下

冷却トラップ容量

4L

冷却温度

−50℃

チャンバー温度設定

45〜80℃、室温

フタ
（カバー）

ラジアントカバー（光照射ランプ内蔵）

真空傾斜（Ramp）
設定

5段階

到達真空度設定

30〜5.1Torr（4.0〜0.68kPa）

外寸（W×D×H mm）

620×660×380

770×690×470

電源

115V、60Hz、12A

220V、60Hz、8A（単相）

重量

69kg

84kg

付属品

2×GCF400（フラスコ）、1×FC400（フラスコカバー）■ オーダーインフォメーション
製品番号

製品名

SPD1010A-115

遠心濃縮システムSpeedVac SPD1010

SPD2010A-220

遠心濃縮システムSpeedVac SPD2010＊ロータおよび CryoCool は別途必要

ロータとCryoCool

7

分析前処理・凍結乾燥（中容量）Thermo Scientific Savant SpeedVac SPD111V（コンポーネント型）
コンポーネント型の遠心濃縮装置です。アプリケーションに合わせて冷却トラップと真空ポンプの組み合わせを自由に選択可能です。SpeedVac SPD111Vは一般的な分析前処理用のアプリケーションはもちろん、超低温冷却トラップと高真空オイルポンプを組み合わせて、水溶液の凍結乾燥も可能です。
コンパクト設計

テフロンコーティングチャンバー
セーフティーリッドロック

シンプルな操作パネル

デュアルタイマーで加温と動作時間を独立してコントロール

ガラス製リッドで有機溶媒に対応

マイクロチューブの最大容量は 120 本

SPD111V■ 仕様■ システム構成例
SPD111V
4×100mLフラスコ、
6×マイクロプレート、

最大処理量

タイマー機能分析前処理システム（水/メタノール/アセト二トリル等）
製品番号

2×ディープウェルプレート、6×50mLコニカル、
120×マイクロチューブ

Savant SpeedVacSPD111V

UVS400-115

セミ一体型真空冷却トラップUVS400

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングパック

1min〜99h 59min、

DVG50-UNV

デジタル真空ゲージ

SCC1

CryoCool冷却トラップ用冷媒

連続運転（マニュアル）チャンバー温度設定

35〜80℃、室温

フタ
（カバー）
材質

ガラス製

真空ゲージ

なし

バキュームチューブ

PVC

外寸（W×D×H mm）

360×450×330

電源

115V、60Hz、6A

重量

17kg

上記システムに加えて P.14 からロータをお選びください。

■ オーダーインフォメーション
製品番号SPD111V-115

製品名

SPD111V-115

SPD111V＋UVS400（分析前処理システムの一例）

製品名
遠心濃縮装置SpeedVac SPD111V

凍結乾燥システム
（水溶液）
製品番号

SPD111V-115

DVG50-UNV

真空モニタリングに外部真空ゲージの使用を推奨します。
ケミカルトラップでオイルポンプを保護（DTK120R）

製品名

Savant SpeedVac SPD111V

RVT5105-115

超低温冷却トラップRVT5105（−105℃）

VLP120-115

オイルポンプVLP120

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングパック

DVG50-UNV

デジタル真空ゲージ

SCC1

CryoCool冷却トラップ用冷媒

SCT120ケミカルトラップ

DC120A

ディスポーザブルカートリッジ水溶液用

CC120/DX

専用カート（オプション）

上記システムに加えて P.14 からロータをお選びください。

SPD111V＋RVT5105＋VLP120（凍結乾燥用システム）8低沸点活性有機溶媒（中容量）
Thermo Scientific Savant SpeedVac SPD121P（コンポーネント型）
SpeedVac SPD121P は酢酸エチル、ヘキサン、塩化メチレン、アセトン等の低沸点有機溶媒のエバポレーションに最適なモデルです。PTFE チュービングを標準装備し耐有機溶媒性能を強化するだけでなく、突沸を抑える真空制
御やデジタル真空ゲージを内蔵しています。
コンパクト設計

耐有機溶媒 PTFE チュービング

真空ゲージ標準装備

サンプル加温用ランプ内蔵（フタ内部に 1 個）

デュアルタイマーで加温と動作時間を独立してコントロール
真空傾斜設定、設定真空度によるラン停止機能

マイクロチューブの最大容量は 120 本
SPD121P■ 仕様■ システム構成例
SPD121P

最大処理量

タイマー機能チャンバー温度設定
フタ（カバー）

4×100mLフラスコ、
6×マイクロプレート、

2×ディープウェルプレート、6×50mLコニカル、
120×マイクロチューブ
1min〜99h 59min、

連続運転（マニュアル）35〜80℃、室温

水系・有機溶媒システム（オールラウンドタイプ）
製品番号

製品名

SPD121P-115

Savant SpeedVac SPD121P

UVS800DDA-115

セミ一体型真空冷却トラップ

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングパック

SCC1

CryoCool冷却トラップ用冷媒

上記システムに加えて P.14 からロータをお選びください。

ラジアントカバー（加温用ランプ内蔵）

真空ゲージ

内蔵

真空制御

真空傾斜
（Ramp）、
真空度によるラン制御（ラン停止）

バキュームチューブ

PTFE

外寸（W×D×H mm）

360×450×330

電源

115V、60Hz、6A

重量

20kg

低沸点有機溶媒専用システム（塩化メチレン/アセトン等）■ オーダーインフォメーション
製品番号SPD121P-115

製品番号
製品名

遠心濃縮装置SpeedVac SPD121P

VaporNetコントローラ
トラップしにくい低沸点有機溶媒を濃縮する際に使用をお薦めします。

製品名

SPD121P-115

Savant SpeedVac SPD121P

RVT5105-115

超低温冷却トラップRVT5105

OFP400-115

耐酸性オイルフリーポンプOFR400

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングパック

VN100DDA-115（オプション）
VaporNetコントローラ

SCC1

CryoCool冷却トラップ用冷媒

CC120/DX

専用カート（オプション）

上記システムに加えて P.14 からロータをお選びください。

9

高沸点有機溶媒・強酸・アルカリ（中容量）
Thermo Scientific Savant SpeedVac SPD131DDA（コンポーネント型）
トルエン、ニトロベンゼン等の高沸点有機溶媒や強酸のエバポレーショ
SpeedVac SPD131DDAはDMSO、DMF、ンに最適なモデルです。ヒーティングカバー、耐有機溶媒・耐酸マグネットアッセンブリ、PTFE チュービングを標準装備し、あらゆる溶媒系に対応しています。チャンバー内部に 2 個の加温用赤外線ランプと大口径バキュームポートを装備することで、揮発しにくい溶媒の濃縮を促進します。
コンパクト設計

強酸、有機溶媒対応 PTFE チュービング

真空ゲージ標準装備

サンプル加温用ランプ 2 個内蔵（遠心チャンバー内部）

ヒーティングカバーによりベーパーの再結晶化防止

デュアルタイマーで加温と動作時間を独立してコントロール
真空傾斜、一定真空度維持機能標準装備

マイクロチューブの最大容量は 120 本

耐強酸マグネットアッセンブリ（SUMAXSPDS）標準装備

SPD131DDA■ 仕様■ システム構成例
SPD131DDA
4×100mLフラスコ、
6×マイクロプレート、

最大処理量

2×ディープウェルプレート、6×50mLコニカル、
120×マイクロチューブ
1min〜99h 59min、
連続運転（マニュアル）

タイマー機能チャンバー温度設定

45〜80℃、室温

フタ
（カバー）

ヒーティングカバー

加温用ランプ

赤外線ランプ2個（チャンバー内部）

真空ゲージ

内蔵

マグネットアッセンブリ

耐有機溶媒/耐酸性仕様

真空制御

真空傾斜
（Ramp）、
一定真空度維持（Level）

バキュームチューブ

PTFE

外寸（W×D×H mm）

360×450×330

電源

115V、60Hz、6A

重量

20kg

製品名

Savant SpeedVac SPD131DDAUVS800DDA-115

真空冷却トラップ
（−50℃）

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングパック

SCC1

CryoCool冷却トラップ用冷媒

上記システムに加えて P.14 からロータをお選びください。

強酸・強アルカリ専用システム（＞1.0N塩酸、TFA、ギ酸、水酸化アンモニウム）
製品番号

製品名

SPD131DDA-115

Savant SpeedVac SPD131DDA

RVT5105-115

超低温冷却トラップRVT5105（−105℃）

OFP400-115

耐酸性オイルフリーポンプOFP400

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングパック

SCC1

CryoCool冷却トラップ用冷媒

CC120/DX

専用カート（オプション）

上記システムに加えて P.14 からロータをお選びください。

製品番号
製品名

SPD131DDA-115

製品番号

SPD131DDA-115

高沸点有機溶媒専用システム（DMSO/DMF等）■ オーダーインフォメーション
製品番号酸・活性有機溶媒システム（オールラウンドタイプ）

遠心濃縮装置SpeedVac SPD131DDAVPOF110 オイルサーキュレータ
オイルに混入した水分、酸、粒子等を取り除き真空ポンプの性能を維持します。

SPD131DDA-115

製品名

Savant SpeedVac SPD131DDA

RVT405DDA-115

冷却トラップRVT405（−5℃）

VLP80DDA-115

オイルポンプVLP80（VPOF110付属）UTP-TYG

ユニバーサルチュービングパック

SCC1

CryoCool冷却トラップ用冷媒

CC120/DX

専用カート（オプション）

上記システムに加えて P.14 からロータをお選びください。

10

分析前処理・凍結乾燥（大容量）Thermo Scientific Savant SpeedVac SC210A/ARC（コンポーネント型）
コンポーネント型大容量タイプの遠心濃縮装置です。アプリケーションに合わせて冷却トラップと真空ポンプの組み合わせを自由に選択可能です。SpeedVac SC210A は一般的な分析前処理用のアプリケーションはもちろん、超低温冷却トラップと高真空オイルポンプを組み合わせて、水溶液の凍結乾燥も可能です。
シンプルな操作パネル

テフロンコーティングチャンバー
セーフティーリッドロック

アクリル製（SC210A）とガラス製（SC210ARC）フタのオプション

SC210ARC はフタにサンプル加温用ランプ標準装備
マイクロチューブの最大容量は 200 本
マイクロプレートの最大容量は 12 枚
50mL コニカルチューブは最大容量 26 本

SC210A■ 仕様■ システム構成例
SC210A

最大処理量

チャンバー温度設定
加温用ランプ

分析前処理システム（水/メタノール/アセト二トリル等）
製品番号

Savant SpeedVac SC210ARC

RVT400-115

冷却トラップRVT400（−50℃）−

耐酸性オイルフリーポンプOFP400

室温、43℃、65℃

DVG50-UNV

デジタル真空ゲージ

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングパック

アクリル製

ガラス製

−

1個（フタ内部）

真空ゲージ

−

外寸
（W×D×H mm）

450×620×460

電源

115V、60Hz、8A

重量

46kg

SCC1

CryoCool冷却トラップ用冷媒

CC120/DX

専用カート（オプション）

上記システムに加えて P.14 からロータをお選びください。

凍結乾燥アプリケーション
（水溶液）
製品番号

SC210A-115■ オーダーインフォメーション
製品番号

製品名

SC210ARC-115
OFP400-115

タイマー機能フタ（カバー）
材質

SC210ARC

4×250mLフラスコ、12×マイクロプレート、
26×50mLコニカル、
200×マイクロチューブ

製品名

SC210A-115

遠心濃縮装置SpeedVac SC210A

SC210ARC-115

遠心濃縮装置SpeedVac SC210ARC

SpeedVacシステムの専用カートがご利用いただけます。濃縮システム一式をコンパクトに設置でき、移設も簡単です。
（CC120/DX）

製品名

Savant SpeedVac SC210A

RVT5105-115

冷却トラップRVT5105（−105℃）

VLP120-115

オイルポンプVLP120

DVG50-UNV

デジタル真空ゲージ

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングパック

SCC1

CryoCool冷却トラップ用冷媒

CC160/DX

専用カート（オプション）

上記システムに加えて P.14 からロータをお選びください。

11

強酸・有機溶媒・アルカリ（大容量）Thermo Scientific Savant SpeedVac SC250EXP（コンポーネント型）
SpeedVac SC250EXP は DMSO、DMF、トルエン、ニトロベンゼン等の高沸点有機溶媒や強酸のエバポレーションに最適な大容量モデルです。ヒーティングカバー、耐溶媒・耐酸マグネットアッセンブリ、PTFE チュービングを標準装備し、耐酸・耐有機溶媒性能を強化しています。チャンバー内部に加温用ランプと大口径バキュームポートを装備することで、揮発しにくい溶媒の濃縮を促進します。
シンプルな操作性と頑強なデザイン
強酸や DMSO に対応

4 ポジションスイングアウトロータ FPR4-A 標準付属

チャンバー内に加温用赤外線ランプ内蔵
デジタル真空ゲージ内蔵

真空傾斜、一定真空度維持機能標準装備

マイクロチューブの最大容量は 200 本
マイクロプレートの最大容量は 20 枚

耐強酸マグネットアッセンブリ（SUMAX400S）標準装備

SC250EXP■ 仕様■ システム構成例
SC250EXP

最大処理量

タイマー機能チャンバー温度設定

4×250mLフラスコ、
20×マイクロプレート、
26×50mLコニカル、
200×マイクロチューブ
1min〜99h 59min、
連続運転（マニュアル）45〜80℃、室温

フタ
（カバー）

ヒーティングカバー

加温用ランプ

4個（チャンバー内部）

真空ゲージ

内蔵

マグネットアッセンブリ

耐有機溶媒/耐酸性仕様

真空制御

真空傾斜
（Ramp）、
一定真空度維持（Level）

バキュームチューブ

PTFE（大口径）

外寸（W×D×H mm）

460×670×460

電源

115V、60Hz、10A

重量

58kg

付属品

FPR-4Aスイングロータ、
UPC-1プレートキャリア、GF4000フラスコ、
GF4000専用フラスコカバー

SC250EXPA-115

製品番号SC250EXPA-115
UVS800DDA-115

真空冷却トラップUVS800DDA（−50℃）
ユニバーサルチュービングパック

GF4000SC250EXP専用ガラスフラスコ

SCC1

CryoCool冷却トラップ用冷媒

上記システムに加えてロータブロックをお選びください。

高沸点有機溶媒専用システム
製品番号SC250EXPA-115

遠心濃縮装置SpeedVac SC250EXP

製品名

Savant SpeedVac SC250EXP

RVT405DDA-115

冷却トラップRVT405DDA（−5℃）

VLP80DDA-115

オイルポンプVLP80（VPOF110付属）DTK120R

ケミカルトラップキット

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングパック

GF4000SC250EXP専用フラスコ

SCC1

CryoCool冷却トラップ用冷媒

上記システムに加えてロータブロックをお選びください。

強酸・低沸点有機溶媒対応システム
SC250EXPA-115

製品名

製品名

Savant SpeedVac SC250EXPUTP-TYG

製品番号■ オーダーインフォメーション
製品番号

強酸・高沸点有機溶媒対応システム（オールラウンドタイプ）

製品名

Savant SpeedVac SC250EXPRVT5105-115

冷却トラップRVT5105（−105℃）

OFP400-115

オイルフリーポンプOFP400

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングパック

GF4000SC250EXP専用フラスコ

SCC1

CryoCool冷却トラップ用冷媒

上記システムに加えてロータブロックをお選びください。

12コンビケム・ドラッグディスカバリー（超大容量）
Thermo Scientific Savant SpeedVac Explorer（一体型）
SpeedVac Explorer はあらゆる溶媒系に対応する超大容量・ハイスループット遠心濃縮システムです。コンビナト
リアルケミストリーやドラッグディスカバリーでその威力を発揮します。ユニークなクラムシェルデザインを採用し、簡便な操作性と安全性を両立。IntelliTemp によってサンプルやブロックの温度モニタリングが行えるほか、溶媒系に合わせたプログラムの作成機能も標準装備しています。
6 ポジションロスイングータによるハイスループット

インバランスを検出し自動停止

ドレインポートとデフロスター付属の高効率冷却トラップで簡単廃液
オイルフリー耐酸・耐有機溶媒ポンプ
真空制御機能標準装備

加温用赤外線ランプ内蔵

IntelliTemp によるサンプル温度のダイレクトモニタリング（PC 接続可）
Auto-Dry モードによりサンプル温度とリンクしたラン制御が可能

溶媒系に合わせたランプログラムの作成・保存が可能

Explorer■ 仕様■ オーダーインフォメーション
製品番号SC250EXP
最大処理量

チューブ、
144（φ13×L100mm）
バイアル、
342（φ12×L32mm）
6×250mLフラスコ、30×マイクロプレート

インバランス

85gまで

タイマー機能チャンバー
チャンバー温度設定
チャンバ ープレヒーティ
ング
加温用ランプ

1min〜99h 59min、

連続運転（マニュアル）TEFLONコーティングアルミ
35〜80℃、室温

最大真空度

PTFE温度プローブカバー100本入

UPC2-EXP

ESR6用DWプレートキャリア2個

UPC5-EXP

ESR6用マイクロプレートキャリア2個

GCF4-EXP

Explorer専用ガラスフラスコ＜0.7Torr（93.3Pa）

200〜0.7Torr（2664.5〜93.33Pa）
1〜4、OFF

ランモード
外寸（W×D×H mm）

920×650×690（開蓋時：H902）

付属品

温度プローブセット

PTFE-SLV

標準付属

Auto-Dryモード、Timeモード、
Time＋モード

重量

Explorer用ハイキャパシティーロータ＊＊

PROBE-EXP

ETFE 4ヘッドダイアフラムポンプ

真空傾斜

電源

EXP-H200＊＊ロータブロック 8 個まで

冷却トラップ容量

真空制御（真空度維持）Explorer用6ポジションロータ＊（ブロックキャリア6個付属）4個（チャンバー内部）
−50℃

真空ポンプ

ESR6

＊長さ 150mm 試験管まで5.5L（ダイレクト）、
4L（ガラスフラスコ）

冷却トラップデフロスター

遠心濃縮システムSpeedVac Explorer

45℃

冷却トラップ温度

製品名

EXPLORER-220

220V、60Hz、20A（単相）
138kg
GCF4-EXPガラスフラスコ、■ Explorerシステム一式

ポストトラップ

製品番号

EXPLORER-220

製品名
遠心濃縮システム

SpeedVac Explorer

ESR6

Explorer用6ポジションロータ

PROBE-EXP

温度プローブセット

PTFE-SLVPTFE温度プローブカバー100本入り

上記システムに加えてロータブロックをお選びください。

13

ロータセレクションガイド

容器

マイクロ
チューブ

フォーマット（φ×L mm）

実容量

φ8×L30mm

0.5mL

φ11×L39mm

φ6−8×L50mm

φ12×L75mm

ガラス
プラスチックチューブ

φ13×L100mm

1.2−1.6mL

0.3mL

4mL

8mL

−

RD72

Yes

−

−

RD24

Yes

−

−

RD36

Yes

−

−

RH40-11−

Yes−

RH64-11−

Yes−

RH120-11

−

Yes

−

RH200-12

−

−

Yes＊＊

RH100-8−

Yes−

RH100-6−

Yes−

RH20-12−Yes−

RH40-12−

Yes−

RH72-12−Yes−

RH200-12

−

−

Yes＊＊

RH20-12−Yes−

RH32-13−Yes−

RH200-12

−

−

Yes＊＊

−

Yes＊＊

φ16−17×L125mm

10mL

RH60-17-100

−

−

Yes＊＊

φ17.5×L102mm

15mL

RH8-17.5

−

Yes

−

φ18×L100mm

10mL

RH8-18−Yes−

φ18×L125mm

15mL

RH48-18-125

−

−

Yes＊＊

φ18×L150mm

24mL

φ25×L105mm
φ28×L150mm

RH4-18-150

−

Yes

−

RH32-18-150

−

−

Yes＊＊

30mL

RH6-25

−

Yes

−

40mL

RH12-29

−

−

Yes＊＊

RH10-15−

Yes−

RH60-17-100

−

−

Yes＊＊

RH52-15

−

−

Yes＊＊

12mL

40mL

RH6-50−Yes−

RH12-29

−

−

Yes＊＊

RH26-50

−

−

Yes＊＊

RH4-100−

Yes−

RH8-200

−

−

Yes＊＊

200mL

RH6-400

−

−

Yes＊＊

φ12×L32mm

2.0mL

RH60-12-40

−

Yes

−

φ15×L45mm

3.0mL

RH192-15

−

−

Yes＊＊

φ12×L40mm

2.0mL

RH60-12-40

−

Yes

−

100mL ナシ型

80mL

250mL ナシ型

φ20×L47mm V-type

2.4mL

RH12-20−Yes−

φ15×L45mm

3.0mL

RH24-15−Yes−

φ20×L60mm V-type

4.0mL

RH12-20−Yes−

φ18×L52mm

5.6mL

RH24-18−

Yes−

RH12-28−

Yes−

RH50-28-60

−

−

Yes＊＊

RH8-200

−

−

Yes＊＊

RD2MP

Yes

−

Yes＊＊

RH2MP

−

Yes

−

RHSW6MP

−

Yes＊

−

MPTR12-210

−

−

Yes＊＊

RHDW2MP−Yes−

MPTR8−210

−

−

Yes＊＊

φ28×L60mm

ディープウェル

−−φ28×L60mm

マイクロ
プレート

Yes

RH48-18-125

φ28×L115mm

ボトル

SPD2010SC210A/ARC
SC250EXP

12mL

遠心管（コニカル）

バイアル

RD48

SPD1010
SPD111V
SPD121P
SPD131DDA

φ16×L125mm

φ17×L120mm

フラスコ

製品番号

DNA120
DNA120OP

250mL遠心ボトル

W85×D128×H15mm

W85×D128×H45mm

16mL
250mL

0.3mL

2.0mL

＊SPD111V、SPD121P、SPD131DDA 専用（SPD1010 では使用できません）（SC250EXP）にセットする場合は RAD200 ロータアダプタが必要になります。
＊＊SUMAX400S マグネットアッセンブリ

14

＊

ロータ
■ スイングロータ、キャリア、PROロータキット

耐酸・耐薬品性に優れたロータシステムです。SC2010、SC210A/ARC、SC250EXP でご利用いただけます。
製品番号

製品名

備考

FPR-4A

FPR-4A大容量スイングロータ

SUMAX400Sマグネットアッセンブリが必要

UPC-1

UPC-1プレートキャリア

マイクロプレート/DWプレートおよびロータブロック用

UPC-2

UPC-2プレートキャリア

マイクロプレート/DWプレート用、DWプレート2枚/キャリア

UPC-5

UPC-5プレートキャリア

マイクロプレート用、
マイクロプレート5枚/キャリア

PRO-10PRO-10ロータキット

FPR-4A、UPC-1、SUMAX400Sのセット

PRO-20PRO-20ロータキット

FPR-4A、UPC-2、SUMAX400Sのセット

PRO-50PRO-50ロータキット

FPR-4A、UPC-5、SUMAX400Sのセット

FPR-4A■ アルミニウムロータブロック（UPC-1用）
容器

フォーマット

製品番号

本数

入数

マイクロ
チューブ

1.5mL tube

RBA25-11-39

25

2

φ6×32mm

RBA126-6-32

1262

φ13×100mm

RBA35-13-100352

φ16×100mm

RBA24-16-100

242

φ16×125mm

RBA15-16-125152

φ17×60mm

RBA24-17-60

24

2

50mL コニカル

RBA6-30-115

6215mL コニカル

RBA24-16-100

242

φ12×32mm

RBA54-12-32

542

φ15×45mm

RBA24-15-45

242

φ15×75mm

RBA24-17-75

242

φ28×58mm

RBA12-28-58

12

2

100mL 丸底/平底

RBA2-FLSK-100

2

1250mL 丸底/平底

RBA1-FLSK-250

1

1

φ17×31mm

RBA24-17-31

2

2

ガラス
プラスチックチューブ
遠心管（コニカル）

バイアル

フラスコ
ビーカー
プレート

ヒートシンクHTSP-96V

2

2

ヒートシンクHTSP-96R

2

2

ヒートシンクHTSP-24R

2

2

UPC-1、UPC-2、UPC-5

ロータブロック■ マグネットアッセンブリ、ロータアダプタ

SpeedVac 遠心濃縮装置用ロータの磁気ドライブシャフトです。
製品番号

製品名

備考

104-1004-00S

アッパーマグネットアッセンブリDNA

DNA120、DNA120OPに対応

UMA100S

アッパーマグネットアッセンブリSPD1010

SPD1010、AES1010、SC110に対応

UMA200S

アッパーマグネットアッセンブリSPD2010

SPD2010、AES2010、SC210A/ARCに対応

UMASPDS

アッパーマグネットアッセンブリSPD

SPD111V、SPD121P、SPD131DDAに対応SUMAXSPDS

ヘビーデューティーマグネットアッセンブリSPD

耐強酸、耐薬品性に優れたマグネットアッセンブリ。
SPD111V、SPD121P、SPD131DDAに対応SUMAX400S

SUMAX400Sヘビーデューティーマグネットアッセンブリ

耐強酸、耐薬品性に優れたマグネットアッセンブリ。
SPD2010、SC210A/ARC、SC250EXPに対応

RAD200SUMAX400S用ロータアダプタ

通常のロータをSUMAX400Sにセットするときに必要■ ナシ型フラスコ
製品番号■ ナシ型フラスコアダプタ
製品名

入数

製品番号

製品名

対応フラスコ

ロータ

PSF250R

250mL ナシ型フラスコ

6PSFA-400

ナシ型フラスコ用アダプタ

PSF250R

RH6-400

PSF100R

100mL ナシ型フラスコ

4PSFA-200

ナシ型フラスコ用アダプタ

PSF100R

RH8-200

PSFA-100

ナシ型フラスコ用アダプタ

PSF100R

RH4-100

15

冷却トラップ
CFC および HCFC フリー冷媒ガス
DMSO 等の高沸点有機溶媒対応モデル RVT405DDA（−5℃）
水溶液、
アルコール、
アセト二トリルの汎用モデル RVT400（−50℃）
塩化メチレン等の低沸点有機溶媒対応モデル RVT5105（−105℃）

RVT400

RVT5105■ 仕様
RVT405DDA−5℃

温度
トラップ容量外寸（W×D×H mm）

RVT400−50℃

RVT5105
−105℃

4L

4L

4L

350×600×310

350×600×310

612×607×447

重量

32kg

電源

32kg

77kg

115V、50/60Hz、4A

115V、50/60Hz、13A■ オーダーインフォメーション
製品番号

製品名

RVT405DDA-115

冷却トラップ4L、−5℃

RVT400-115

冷却トラップ4L、−50℃

RVT5105-115

冷却トラップ4L、
−105℃

付属品

GCF400ガラスフラスコ1個付属
FC400フラスコカバー1個付属
GCF400ガラスフラスコ1個付属
FC400フラスコカバーが別途必要■ 冷却トラップ用消耗品・アクセサリ
製品番号

FC400、GCF400

製品名

備考

GCF400

4Lガラスインサートトラップ

RVT405DDA、RVT400、RVT5105に対応

FC400

フラスコカバー

GCF400用フラスコカバー

GF4000

4Lガラスインサートトラップ SC250EXP
専用

スクリューキャップタイプ

GCF4-EXP

4LガラスインサートトラップExplorer専用

SCC1

CryoCool冷却トラップ用冷媒1L

シリコンポリマーオイル

SCC5

CryoCool冷却トラップ用冷媒5L

シリコンポリマーオイル

CryoCool■ ケミカルトラップ・消耗品
製品番号

製品名
ケミカルトラップキット

SCT120、DC120Rとチューブ、コネクタを含む

SCT120ケミカルトラップ容器のみ

DC120R

ディスポーザブルカートリッジ有機溶媒用1個

DC120R/4

ディスポーザブルカートリッジ有機溶媒用4個

有機溶媒、放射性サンプルの捕捉（活性炭カートリッジ）

DC120A

ディスポーザブルカートリッジ酸、水溶液用1個酸、水系ベーパーの捕捉（ソーダ石灰カートリッジ）

ANT100

ポストトラップ

中和剤別売りANS121/4

アンモニア中和剤4個入

ANT100用

SCT120ケミカルトラップ

16

備考

DTK120R

DC120A酸、水溶液用

真空冷却トラップ
セミ一体型真空冷却装置
オイルフリー真空ポンプと冷却トラップを一体化したコンパクトなシステムです。広口の 4L ガラスインサートトラッ
プで大容量サンプルの濃縮にも対応。すべてのコンポーネントタイプ濃縮装置に接続可能です。

CFC および HCFC フリー冷媒ガス

オイルフリーダイアフラムポンプ内蔵でメンテナンスが容易

2 ヘッドダイアフラムポンプ内蔵 UVS400
耐強酸、耐有機溶媒 4 ヘッドダイアフラムポンプ UVS800DDAUVS800DDA は VaperNet コントローラを内蔵し、低沸点有機

溶媒に対応

UVS400UVS800DDA■ 仕様
UVS400UVS800DDA

温度

−50℃

トラップ容量4L

ポンプタイプ

2ヘッドETFEダイアフラム

4ヘッドETFE/PFAダイアフラム

最大真空度＜10Torr（1.3kPa）＜0.6Torr（79.9Pa）

排気量

36L/min（60Hz）、30L/min（50Hz）−

VaperNet

内蔵外寸（W×D×H mm）

350×600×450

電源

115V、50/60Hz,8A

重量
付属品

51kg

57kg

GCF400ガラスフラスコ2個
FC400フラスコカバー1個

GCF400ガラストラップ2個
FC400フラスコカバー1個
ANT100ポストトラップ1個■ オーダーインフォメーション
製品番号

製品名

付属品

UVS400-115

セミ一体型真空冷却トラップUVS400

2×GCF400（フラスコ）、1×FC400（フラスコカバー）

UVS800DDA-115

セミ一体型真空冷却トラップUVS800DDA

2×GCF400（フラスコ）、1×FC400（フラスコカバー）、ANT100ポストトラップ

VaporNetコントローラ
冷却トラップにおける低沸点有機溶媒の回収効率をアップします

ポンプの劣化や損傷を防止■ オーダーインフォメーション
製品番号

VN100DDA-115

製品名

VaporNetコントローラDDAシステム用アクセサリカート■ オーダーインフォメーション
製品番号

製品名

備考
（付属品）

CC120/DX

専用カート

W600×D900×H950mm、テーブルタップ（延長コード）1本

CC160/DX

専用カート

W600×D1,200×H950mm、テーブルタップ（延長コード）1本

17真空ポンプ
オイルフリーポンプ
オイルフリーのためメンテナンスが容易な真空ポンプです。
ダイアフラムタイプとスクロールタイプの 2 タイプ

フッ素樹脂コーティングのため、酸や有機溶媒に対応

OFP400■ 仕様
GP110
ポンプタイプGEP140

OFP4002ヘッドETFEダイアフラム

排気速度＜10Torr（1.3kPa）

ケミカルトラップ
外寸（W×D×H mm）

スクロール

ダイアフラム

36L/min（60Hz）、30L/min（50Hz）

最大真空度

OFP5C

4ヘッドETFE/PFA

96L/min（60Hz）＜0.6Torr（79.9Pa）＜0.5Torr（66.7Pa）−

DTK120R付属−−

330×270×290

200×400×390

210×390×460

300×230×440

14kg

14kg

24kg

23kg

重量

115V、50/60Hz、6A

電源■ オイルフリーポンプセレクションチャート
溶媒/アプリケーション

GP110

GEP140

OFP400

OFP5C

水溶液

◎

◎

◎

◎

アルコール類/アセト二トリル

◎

◎

◎

◎

活性有機溶媒
（低沸点）

◎

◎

◎

◎

活性有機溶媒
（高沸点）

−

−

○

○

弱酸
（1.0N以下）

◎

◎

◎

◎

強酸
（1.0N以上）

−

−

◎

−

アルカリ

−

−

◎

−

凍結乾燥

−

−

−

○

◎：対応

○：対応するが、
オイルポンプを推奨■ オーダーインフォメーション
製品番号

製品名

備考
（付属品）

GP110-115

GP110 2ヘッドダイアフラムポンプ

RV1000ポストトラップ1個

GEP140-115

GP140 2ヘッドダイアフラムポンプ

RV1000ポストトラップ1個、DC120Rトラップカートリッジ1個

OFP400-115

OFP400 4ヘッドダイアフラムポンプ

ANT100ポストトラップ1個

OFP5C-115

OFP5Cスクロールポンプ

BV130

吸気バルブ

すべての真空ポンプで取り付けが必要（チュービングキットに含まれています）■ チュービングキット
製品番号

製品名

備考
（付属品）

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングパック

タイゴンチューブ、
コネクタ、
カッター、
吸気バルブ

UTP-TEF0.5

PTFEチュービングパック0.5インチ

タイゴンチューブ、PTFEチューブ0.5 、
コネクタ、
カッター、吸気バルブ

UTP-TEF0.75

PTFEチュービングパック0.75インチ

タイゴンチューブ、
PTFEチューブ0.75 、
コネクタ、吸気バルブ

UTP-TYG

18

真空ポンプ
オイル式ポンプ
高真空タイプのオイル式真空ポンプです。
水溶液やアルコールの濃縮および生体試料の凍結乾燥に最適

DMSO、DMF 等の高沸点溶媒および酸に対応する VLP80DDA

VLP120

■ 仕様
排気速度

VLP80

VLP120

VLP200

VLP285

VLP80DDA

76L/min（60Hz）

116L/min（60Hz）

195L/min（60Hz）

283L/min（60Hz）

76L/min（60Hz）

最大真空度＜1.5mTorr（＜0.2Pa）

オイル量

0.7L

0.7L

重量

0.75L

1L

22kg

外寸
（W×D×H mm）
電源
付属品

0.7L

26kg

22kg

160×420×230

160×470×260

160×420×230

115V、50/60Hz、5A

115V、50/60Hz、8A

115V、50/60Hz、5A

OME190OME190OME190OME190OME190、VPOF110■ オイルポンプセレクションチャート
溶媒/アプリケーション

VLP80

VLP120

VLP200

VLP285

VLP80DDA

水溶液

◎

◎

◎

◎

◎

アルコール類/アセト二トリル

◎

◎

◎

◎

◎

活性有機溶媒
（低沸点）

−

−

−

−

−

活性有機溶媒
（高沸点）

−

−

−

−

◎

弱酸
（1.0N以下）

−

−

−

−

◎

強酸
（1.0N以上）

−

−

−

−

○

アルカリ

−

−

−

−

−

凍結乾燥
（水溶液）

◎

◎

◎

◎

◎

◎：対応

○：対応するが、
オイルフリーポンプを推奨■ オーダーインフォメーション
製品番号

製品名

備考
（付属品）

VLP80-115

オイルポンプ80L/minタイプ

OME190付属。チュービングキットが必要です。

VLP120-115

オイルポンプ120L/minタイプ

OME190付属。チュービングキットが必要です。

VLP200-115

オイルポンプ200L/minタイプ

OME190付属。チュービングキットが必要です。

VLP285-115

オイルポンプ285L/minタイプ

OME190付属。チュービングキットが必要です。

VLP80DDA-115

オイルポンプ80L/minタイプ

OME190、VPOF110付属。チュービングキットが必要です。

BV130

吸気バルブ

オイルポンプ使用時に必要です。
（チュービングキットに含まれています）

M30-0007-03

真空チューブタイゴン

長さ2.4mVPOF110-115

ポンプオイルリサーキュレータ

活性アルミナカートリッジAO310、
ポンプオイル1L、ホース

SPO1-B

バキュームポンプ用オイル1L

1本×1Lオイル

SPO1

バキュームポンプ用オイル12L

12セット×1Lオイル

SFF1-B

バキュームポンプ用フラッシングオイル1L

1本×1Lフラッシングオイル

SFF1

バキュームポンプ用フラッシングオイル12L

12セット×1Lフラッシングオイル

19サービスサポート
保証延長（エクステンディッドワランティ）
製品を安全かつ長くお使いいただくた
めに保証延長プランをご用意しました。

0

してご使用いただけます。

2

保証期間

3

4

5 （年間）

標準保証期間【特長 1】 保証延長で長期にわたり、安心【特長 2】 非常にお得な価格設定です。

1

リペアサポートプラン（＋1 年分）最大 5 年保証

リペアサポートプラン（＋2 年分）リペアサポートプラン（＋4 年分）その他、豊富な保守メニュー
GLP グレードの英文ドキュメントによる IQOQ 作業

日本語ドキュメントによる必要十分な設置時確認作業

年一回の点検と交換部品を含んだ保守契約「プロアクティブプラン」

年間の修理、点検を含めたトータルな保守契約「エッセンシャルプラン」
エクステンディッドワランティ＊1

エッセンシャルプラン

プロアクティブプラン

点検基本パック＊2

IQ/OQサービスパック

設置確認＊3
標準チェックリストに
よる作業

機種

＋1年保証延長＋4年保証延長

点検、修理を含めたトータル保守契約

点検

スポット点検IQ/OQGLPグレード

DNA120-115
DNA120OP-115
SPD1010A-115
SPD2010A-220
SPD111V-115
SPD121P-115
SPD131DDA-115
SC210ARC-115
SC210A-115
SC250EXPA-115
EXPLORER-220¥17,000¥24,000¥32,000¥41,000¥11,000¥16,000¥32,000¥20,000¥18,000¥64,000¥180,000¥68,000¥96,000¥128,000¥164,000¥44,000¥64,000¥128,000¥80,000¥72,000¥256,000¥720,000¥249,000¥260,000¥296,000¥324,000¥112,000¥119,000¥142,000¥142,000¥140,000¥215,000¥647,000¥172,000¥172,000¥234,000¥248,000¥73,000¥73,000¥73,000¥87,000¥87,000¥94,000¥300,000¥50,000¥50,000¥50,000¥50,000¥50,000¥50,000¥50,000¥50,000¥50,000¥50,000¥50,000¥456,000¥456,000¥456,000¥456,000¥456,000¥456,000¥456,000¥456,000¥456,000¥456,000¥578,000¥30,000¥30,000¥30,000¥8,000¥11,000¥17,000¥36,000¥20,000¥32,000¥44,000¥68,000¥144,000¥80,000¥65,000¥58,000¥47,000¥272,000¥380,000¥41,000¥41,000¥23,000¥169,000¥269,000

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

¥11,000¥44,000¥124,000¥100,000−−−¥20,000¥80,000¥244,000¥200,000−−−¥8,000¥9,000¥13,000¥17,000¥32,000¥36,000¥52,000¥68,000¥91,000¥92,000¥94,000¥97,000¥73,000¥73,000¥73,000¥73,000

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

無償
無償
無償
無償
無償
無償
無償
無償

システム周辺ユニット

RVT400-115
RVT405DDA-115
RVT5105-115
UVS800DDA-115
UVS400-115
GEP140-115/
GP110-115
OFP400-115/
OFP5C-115
VLP80-115
VLP120-115
VLP200-115
VLP285-115
＊1
＊1
＊1
＊1
＊2
＊2
＊3
＊3
＊

点検は別途有償にて必要です。
点検を受けていない状態における、摩耗、汚れ、異常状態での繰り返し運転による故障は有償修理となることがあります。
保証期間においても、状況により機器の返送をお願いする場合がございます。
（小型装置の場合）
消費税変更の場合には、消費税差額を申し受けます。
点検内容はご確認ください。
派遣費、検査証明書は別途有償です。
確認内容は別途お問い合わせください。
サービスマンによる設置機器には無償で付属しています。
メニュー価格は変更されることがありますので、都度お問い合わせください。

●製品の仕様、外観、記載内容および価格は、予告なく変更させていただく場合がございます。

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

ラボプロダクツ事業本部
お問い合わせTEL 0120-753-670
info.LPG.jp@thermofisher.com
www.thermoscientiﬁc.jp

販売店

2014.6.SK