QX200 Droplet Digital PCR & AutoDG

QX200™ Droplet Digital™ PCR System
QX200™ AutoDG™ Droplet Digital™ PCR System

IT STARTS WITH A

DROPLETAND ENDS INDISCOVERY.
2

Bio-Rad Laboratories, Inc.

Overview
Droplet Digital PCR (ddPCRTM) はバイオ・ラッドのユニークなデジタルPCR技術です。
ターゲットDNA/RNAの濃度を、検量線を作成すること無く、高感度・高精度に絶対定量することができます。QX200 ddPCRシステムは、研究を新たなステージへ進めるための技術を提供いたします。
デジタルPCRは、サンプルを微小区画に分割した上で、各微小区画のPCR産物を検出し、統計解析を行ってDNAを定量する方法です。微小区画作成の際には、先進的なマイクロ流路技術を使用することにより、1ウェル当り約20,000個の非常に均一な液滴(ドロップレット)を作成します（ドロップレットの大きさは約1ナノリットルです）。また、複数のウェルのデータをソフトウェア上で統合することにより、より高い精度を実現することができます。
このように、サンプルを非常に多数の区画に分割して解析すること
により、今まで以上に高感度・高精度な定量を行うことが可能となります。
さらにドロップレット作成を自動化できるAutomated Droplet Generator（AutoDGTM）
システムがラインナップに加わり、QX200
ddPCRシステムのプラットフォームは、拡張性・安定性・スループットにおいて、より強力な研究ツールとしてご利用いただけます。
バイオ・ラッドのddPCRテクノロジーは既に、がん・感染症・遺伝子発現等の研究において数多くの論文に掲載されています。
今後も新しい発見へのddPCRテクノロジーの応用が期待されます。

For more information, visit www.bio-rad.com/QX200.

3

WHAT’S IN A DROPLET?

WHATIS DIGITAL PCR

PRINCIPLE

デジタルPCRとは？
デジタルPCRは従来のリアルタイムPCRに比べてはるかに高精度、高感度に定量を行う新しい技術です。定性のみの通常PCR、検量線による相対定量のリアルタイムPCRに対して、絶対定量を行うデジタルPCRは第3世代のPCRと言われています。
デジタルPCRはリアルタイムPCRと全くコンセプトが異なり、限界希釈（各微小区画にターゲットDNAが1または0となるような希釈）
した
サンプルDNAを微小区画内に分散させてPCR増幅を行います。
これによってターゲット遺伝子を含む微小区画では増幅シグナルがポジ
ティブとなり、
ターゲット遺伝子を含まないもしくはサンプルDNA自体を含まない微小区画では増幅シグナルがネガティブとなります。ポジ
ティブの微小区画の数を直接カウントすることでサンプル中のターゲット遺伝子濃度を絶対的に測定します。

＊ 緑線がターゲット遺伝子を含むDNA断片

10 4
10

3

10

2

10

（限界希釈）

サンプル

4

25

15
0

10

20

30

1

40

増幅曲線から Cq 値（Ct 値）を設定
各微小区画に DNA 断片が
1 または 0 になるように希釈

Bio-Rad Laboratories, Inc.

̶ SYBR ® Green:E = 98.7%

20

サイクル

サンプル

【デジタル PCR 】

30
Cq

多数の DNA 断片が混在している状態で PCR

RFU【リアルタイム PCR 】

2

3

4

5

6

ログ開始量

検量線から相対的なターゲット遺伝子濃度を算出

PCR 増幅（飽和まで増幅可能）

ポジティブな微小区画数を直接カウントし、サンプル中のターゲット遺伝子濃度を算出

Principle

なぜデジタルPCRなのか？

1 色による検出2 色による検出1色による検出2色による検出

デジタルPCRのデータは微小区画ごとにポジティブかネガティブかのどちらかになり、これをデジタル信号の1/0に見立てることによって “デジタル“と呼ばれています。

2 色による検出

デジタルPCRの利点とは？
デジタルPCRはリアルタイムPCRに比べて、以下の利点があげられます。
● PCRの増幅効率に左右されない。
（飽和するまで増幅が可能）● 限界希釈を行うため、サンプル中のPCR阻害要因を軽減できる。

ポジティブ = 10 個
ポジティブ＝10個

ポジティブ = 11 個 = 左の 1.1 倍濃度
ポジティブ＝11個＝左の1.1倍濃度

デジタルPCRでの定量● 検量線を必要とせず、絶対的な定量を行える。

（リアルタイムPCRで2倍以下の差を識別することは現実的に難しい）● ポジティブな微小区画数を直接カウントするため、定量精度が高い。
● PCR阻害要因の軽減と飽和するまでの増幅によって高い感度が得られる。

デジタルPCRにおけるポアソン分布の利用

サンプルターゲット遺伝子が10コピー含まれており、250個の微小区画に分割された場合

デジタルPCRではサンプルの単位容量あたりにターゲット遺伝子が何コピー

サンプルターゲット遺伝子が250コ
ピー含まれており、250個の微小区画に分割された場合存在するかを算出しますが、限界希釈であっても微小区画あたりの断片数が1以上になる場合があります。
これを補正するため、ポジティブの数と微小区画の数をポアソン分布にあてはめて最終濃度を算出します。ポアソン分布は独立した事象の発生確率が一定の分布を示すことに基づいていますが、デジタルPCRで考えると右図
1つの微小区画に複数のターゲット遺伝子が含まれる確率は低い

1つの微小区画に複数のターゲット遺伝子が含まれる場合が多くなるが、0個、1個、2個、3個、4個…のターゲット遺伝子が１つのドロップレットに複数個のターゲットが入る場合があるため、含まれる確率は一定に近似できる
実際のポジティブな微小区画数はターゲットコピー数よりも少なくなるのようになります。

ポアソン分布にもとづいて補正・算出

ポアソン分布に基づく測定値の補正6000を算出します。ポアソン分布での補正はソフトウェアにより自動的に算出されます。

ポジティブの微小区画数を含む微小区画も増加するので、これをポアソン分布で補正してコピー数

補正値

5000

サンプル中のターゲット遺伝子コピー数が多くなるほど、複数個のターゲット

4000

実測値
3000

2000

1000

0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

ターゲットのコピー数

デジタルPCRのアプリケーション
デジタルPCRは特に以下のようなアプリケーションで、
これまでのリアルタイムPCRでは困難であったレベルの高精度、高感度の解析を可能にします。
● CNV（Copy Number Variation）● mRNA, miRNA 定量（高精度定量、低コピー数定量）● Rare mutation / Rare sequence 検出● Single cell など、
微量サンプルでの定量

For more information, visit www.bio-rad.com/QX200.

5WHAT’S IN A DROPLET?

AN ELEGANT

FAST

EXPERIMENTPROCEDURE

デジタルPCRのワークフロー
Droplet Digital PCRの実験手順は、シンプルかつユーザーフレンドリーなものです。QX200 Droplet Generatorを用いた場合、各手順は8サンプル単位で行うことができます。またAutomated Droplet Generator を用いた場合は、96サンプルまでのドロップレット作成を自動で行う事が可能です。96サンプルの実験の所要時間は約5時間です。また、更に高いスループットを求められる方は、複数回の96サンプルの実験を1日で行うことも可能です。
バイオ・ラッドのQX200 ddPCRシステムは、マイクロ流路技術により、微小区画としてwater-in-oilのドロップレット(エマルション)を作成します。QX200システムは主に2つの機器(Droplet GeneratorとDroplet Reader)および、関連する試薬・消耗品により構成されます。
Droplet Generatorにより、1サンプルあたり約20,000個のナノリットルサイズのドロップレットを作成します。それぞれのドロップレットには、
ターゲット遺伝子やバックグラウンドのDNAが含まれます。各サンプルのドロップレットを96ウェルのプレートに移した後、サーマル
サイクラーを使用してPCRにより目的産物をエンドポイントまで増幅します。PCRの後、96ウェルプレートをDroplet Readerにセットし、シースフローにより一つ一つのドロップレットを流路内で移動させ、蛍光を検出します。
ドロップレット内にDNA/RNAのターゲットを少なくとも1コピー含む場合は、ターゲットを含まないドロップレットよりも高い蛍光が検出され、ポジティブとしてカウントされます。ポジティブなドロップレットの数を測定し、ポアソン分布に当てはめることにより、サンプルの濃度を算出します。
QX200 ddPCRシステムは、TaqManプローブとEvaGreenの両方を測定することができ、1ウェル当り1サンプルを使用する場合には1回の実験で96サンプルという高スループットの実験を行うことができます。また、複数ウェルで1サンプルを測定することにより、更に高感度な測定を行うことができます。

KEY BENEFITS

6

Bio-Rad Laboratories, Inc.

■■

検量線を作成することなく、絶対定量を行うことができます■■

ハイスループットの実験を行うことができます■■

TaqManプローブとEvaGreen両方のケミストリーに対応していますProcedure

1

サンプル調製■ DNAサンプル、
プライマー、バイオ・ラッド製

ddPCR Supermix（および、プローブ検出を行う
際はプローブ）を混合します2

ドロップレット作成（2分/8サンプル）

QX200 Droplet Generatoror■ 専用カートリッジに調製したサンプルおよび専用オイルを分注します8■ カートリッジをセットした後、１サンプルにつき→

3 4 5 6 7
DG8™ Cartridge■ これによりターゲットDNA（

20,000個のドロップレットを作成します）とバックグラウンドDNA（）がランダムに各ドロップレットに分散しますsample →

oil

2

→

oil

1

3

PCR

■ 2にて専用カートリッジの各ウェルで作成したドロップレットを、96ウェルのPCRプレートの各ウェルに移し、シーリングを行います■ その後、
PCRを実施します4

Automated Droplet Generator

C1000 Touch
サーマルサイクラー

ドロップレット蛍光測定
およびデータ解析（2.5時間/96サンプル）■ PCR終了後、96ウェルPCRプレートをQX200

Droplet Readerにセットします■ 各ウェル内のドロップレットの蛍光を測定し、‘positive’ ‘negative’を判定します■ QuantaSoftTMソフトウェアを使用し、各サンプルの濃度(コピー/μl)を測定します

QX200 Droplet Reader

For more information, visit www.bio-rad.com/QX200.

7

VARIOUS APPLICATIONSACCURATE

DETECTION OF

RARE MUTATION

遺伝子変異の研究は、がん・遺伝子疾患・感染症など、数多くの研究分野において行われており、リアルタイムPCRを用いたプローブアッセイが広く用いられています。
リアルタイムPCRを用いた手法では、均質なサンプル中における、存在比率の高い変異の検出（例：SNP解析）は比較的容易に行うことができます。
しかし、変異遺伝子の存在比率が少なくなるに従い、変異の検出は困難さを増します。例えば、大部分が正常細胞である生検サンプルや、変異を持つ異常細胞がごく微量に存在する血液サンプルを用いた分析では、バックグラウンドが非常に大きいため、微量のターゲット遺伝子を定量することは困難になります。
しかし、デジタルPCRを用いればサンプルを多数の微小区画に分割し、一区画当りの変異存在比を上昇させることにより、
このような問題を解決することができます。よってデジタルPCRは存在比率が少ない遺伝子変異のバイオマーカー検出として強力なツールとなります。

デジタルPCRを用いたMutant検出の原理

リアルタイムPCRを用いたプローブアッセイでのMutant検出結果

区画化サンプル ー 20,000 個 × 1nL

バルクサンプル ー 20μL

Wild type：40,000 コピー
Mutant：40 コピー

10%
白線：Wild type
ドロップレット（変異なし）

Rn

19,960 個の

1%

40 個のドロップレット（変異あり）

赤波線：Mutant
変異存在比
0.1％ 0.1％
変異存在比
変異存在比 33％
33％
変異存在比

QX200 Droplet Digital PCRシステムを用いた解析では、サンプルを多数の微小区画に分割し、一区画当りの変異存在比を上昇させることにより、バックグラウンドに埋もれることなく微量のターゲット遺伝子を検出することが可能になります。

0

5

10

15

No Template
Control

0%~0.1%

25

35

20

30

40

サイクル数

実際、
リアルタイムPCRを用いたプローブアッセイでは、存在比1%未満のmutantのアッセイは困難です。

SUCCESS STORY
肺がんの治療に重要なEGFR (epidermal growth factor receptor)遺伝子のT790M 変異検出は、チロシンキナーゼ阻害剤を使用した治療への耐性を検出するバイオマーカーとして極めて重要です。しかし、従来の他技術は野生型のEGFR の高い
バックグラウンドの中で T 79 0M アリルを測定するのに必要な感度を有していませんでした。ddPCRを使用することにより、T790M 濃度を正確に測定するためのアッセイを構築することができました。

G

C

T

C A Mutation
2. Cancer/DNA
G
8T
CBio-RadC Laboratories, Inc.

C

A

C

G

T

G
G

No Template Control

0% Mutant (wild type only)

0.001% Mutant

0.1% Mutant

1% Mutant

Mutant Cell Line

Rare Mutation

数多くのがんにおいて変異が確認されているBRAF V600Eの検出を実際に行ったところ、0.001%オーダーの変異の検出に成功しました。
これは、
リアルタイムPCRの100～1,000倍の感度に相当します。

BRAF V600Eをターゲットとした変異検出結果

TaqManプローブを用いたduplex PCRにより変異検出を行った。
FAMプローブのターゲット遺伝子：BRAF V600E, VICプローブのターゲット遺伝子：wild type 0.001%オーダーのMutantの検出に成功した。(上図赤枠部分)

QX200 ddPCRおよびPrimePCR ddPCR assay（Cat#1863100）により野生型DNAの存在下でBRAF V600E の検出を行ったアプリケーション例

11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

A . 野 生 型 / 変 異 型の混合 物のトリプリケートをQuantaSof tソフトウェアの2Dプロットを用いて
解 析した 。黒色のクラスターはネガティブ なド
ロップレット、緑色のクラスターは野生型DNAのみポジティブなドロップレットを示す。また、青色のクラスターは変異型のみポジティブなドロップ
レット、オレンジ色のクラスターは野生型/変異型
共にポジティブなドロップレットを示す。
0

2000

4000

FAM amplitude

B

8000

11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

B. 野生型のトリプリケートを解析した結果。野生型DNAのみポジティブなドロップレットが検出さ
れた。

0

2000

4000

6000

8000

HEX amplitude

C
2000
Concentration, copies/µl

6000

HEX amplitude

1500

1880
1640

1590

1920

6
1850

1680

5
3.76

3.77

3.78

4
3

1000

2
500
1
0

73.6

0

0

0

100%
wild type100%
wild type100%
wild type

Mutant75.3
Mutant72.4

Fractional abundance, %FAM amplitudeA

C. 野生型DNAのバックグラウンドに対する変異型DNAの割合を測定した。青色のマーカーは変異型のDNAの濃度(コピー/μl)、緑色のマーカーは 野 生 型の D N Aの 濃 度 (コピー/μl )を示す。また、オレンジ色のマーカーは変異型DNAの割合を示す。サンプルはトリプリケートで測定した。
QuantaSof tソフトウェアで測定したエラーバー
はポアソン分布算出の95%信頼区間を表す。

0

MutantSampleFor more information, visit www.bio-rad.com/QX200.

9VARIOUS APPLICATIONSCOPY NUMBER

VARIATION

DETECTION

ゲノムDNA中で、比較的長い領域（1kbp以上）でコピー数が異なることをコピー数多型（CNV : Copy Number Variation）と呼びます。CNV
は疾患感受性、薬剤感受性等の形質に関与しています。またがん細胞でも染色体異常によるコピー数の変異が起きていることが知られています。
リアルタイムPCRを用いてCNV解析を行った場合、適切な実験条件下においては、1コピー～3コピーを区別することは可能です。
しかし、コピー数が高い領域ではコピー数別のCq値の違いが小さいため、
リアルタイムPCRの精度では識別が難しく、正確な測定を行う

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

例えば、
リアルタイムPCRでは、5コピー対6コピーではCq値で0.25サ
イクルの差、7コピー対8コピーでは0.15サイクルの差しかありません。
しかし、デジタルPCRはこのような問題を解決することができます。
QX200 Droplet Digital PCRシステムは、1.1倍の希釈系列を絶対定量できる精度を有するため、10コピーを超えるコピー数でも識別できます。

N

A1
8
N 57
A1 3
8
N 516
A1
28
N
A1 73
0
N 851
A1
92
N
A1 04
8
N 55
A1 2
8
N 501
A1
8
N 50
A1 2
8
N 85
A1 4
8
N 916
A1
9
N 23
A1 9
9
N 108
A1
88
N
A1 53
9
N 109
A1
9
N 20
A1 5
9
N 221
A1
19
N
A1 94
8
N 50
A1 7
28
72

Copy number

ことは困難です。
しかし、デジタルPCRは1.1倍の希釈系列を絶対定量できる精度を有するため、このような問題を解決することができます。

SampleCCL3L1遺伝子の定量結果

CCL3L1遺伝子に関して、1~13までのコピー数を識別した。サンプルNA18507のコピー数については、次世代ゲノムシークエンシングを用いた際には5.7と算出されていた*が、QX200 Droplet
Digital PCRシステムでは6.05とより整数に近い値で算出した。サンプルはCoriell Institute より入手した。エラーバーはポアソンの信頼区間 (Cl) を示す。
*Alkan C et al. (2009). Nat Gen 41, 1061–1067.

更に、デジタルPCRと制限酵素を組み合せることにより、
リアルタイムPCRでは困難な、遺伝子のコピーが別々の染色体にあるのか／同じ
染色体にあるのか（タンデムコピーなのか）の解析することも可能です。

SUCCESS STORY
ヒトの脳のサイズの進化に関連する重複遺伝子の研究者は、サンプル間のコピー数の小さな差を同定する手法を必要としていました。ddPCRは今まで用いられてきた他の手法よりも、小さなコピー数の差を高精度かつ再現性良く測定することができました。これらCNV定量における精度の改善は、大頭症/小頭症・統合失調症・自閉症等の神経遺伝疾患において、より複雑な研究を成功させる可能性を秘めています。

10

Bio-Rad Laboratories, Inc.

制限酵素処理無し

制限酵素処理有り

Copy Number Variation

例えば、測定結果が2コピーで正常に見えるケースでも、実はタン
デム＋欠失キャリアの組み合わせという異常なケースが存在し得ます。そこで、制限酵素処理の有無で測定結果を比較します。
タン
デムコピーを含むサンプルをデジタルPCRで測定した場合、制限酵素処理を行う前は制限酵素処理を行った後と比較して、DNA断片が含まれる微小区画数が少ないため、コピー数の測定結果が少なくなります。

タンデムコピーを含むサンプル特定の原理

制限酵素処理を行っていないサンプルのコピー数は、制限処理を行ったサンプルのコピー数よりも少なく測定される。

5

実際にMRGPRX1遺伝子に関し、6つのサンプルを用いて制限酵素
処理の有無でコピー数を比較し、タンデムコピーを含むサンプルの特定に成功しました。

Copy Number

4
Sample1
Cut Uncut3

Sample2
Cut Uncut

Sample3
Cut Uncut

Sample4
Cut Uncut

Sample5
Cut Uncut

Sample6
Cut Uncut2

10
Sampleタンデムコピーを含むサンプルの特定結果

Sample4, Sample5で、制限酵素未処理サンプルのコピー数が少なくなっており、タンデムコピーを含むことが示された。

QX200 ddPCRにより1コピーから13コピーまで検出したアプリケーション例
A
12000

FAM amplitude

10000
8000
6000
4000
2000
0
0

1000

2000

3000

4000

HEX amplitude

B
14

13.4

12
Copy number

5000

A. myelocytomatosis oncogene (MYC) 遺伝子とβ-globin (HBB) 遺伝子に関して、コピー数=6のサンプルをduplexで測定した。黒色のクラス
ターはネガティブなドロップレット、緑色のクラス
ターはMYC遺伝子のみポジティブなドロップレッ
トを示す。また、青色のクラスターはHBB遺伝子
のみポジティブなドロップレット、オレンジ色のク
ラスターはMYC遺伝子/HBB遺伝子共にポジティ
ブなドロップレットを示す。

11.1

10

12.8

11.1

8
6
4.8

4
2
1.04

0
NTC

2.13
1.04

3.03
2.19

5.95
4.93

B. 1~13までのコピー数をduplexで定量した結果。QuantaSoftソフトウェアで測定したエラー
バーはポアソン分布算出の95%信頼区間を表す。
NTC : no template control.

6.08

3.08

NTC CN1 CN1 CN2 CN2 CN3 CN3 CN5 CN5 CN6 CN6 CN11 CN11 CN13 CN13
SampleFor more information, visit www.bio-rad.com/QX200.

11

GENE
EXPRESSION

高感度なQX200システムを使用することにより、RNAの機能解析に有用な、希少な転写産物

STUDIESの定量を行うことができます。また、高精度なQX200システムを使用することにより、異なる
サンプル間のターゲット遺伝子発現量の小さな差を検出できます。さらに、QX200システム
は検量線を用いずに遺伝子発現解析を行うことができます。

希少な転写産物の小さな量差を定量したアプリケーション例
10 –1
cKIT/PPIA
CD133/PPIAOCT3/OCT4/PPIAECAD/PPIA

Normalized, copies/µl

10 –2
10 –3
10 –4
10 –5
10 –6

S10 ( TGFβ +)S9 ( TGFβ –)S8 ( TGFβ +)S7 ( TGFβ –)S6 ( TGFβ +)S5 ( TGFβ –)S4 ( TGFβ +)S3 ( TGFβ –)S2 ( TGFβ +)S1 ( TGFβ –)10 –7

Next-Generation Sequencing and Gene Expression

VARIOUS APPLICATIONS

高感度・高精度なQX200システムは希少な転写産物の小さな量差を定量できる
TGFβシグナル経路は、卵巣の幹細胞の制御において役割を果たしている。TGFβの添加は幹細胞数の増加をもたらすため、幹細胞マーカーの発現は増加し、E-cadherin (ECAD) のような最終分化
マーカーの発現は減少する。左のデータは、TGF
β処理を行った/行っていない10個のサンプルに関するcKIT, CD133, OCT3/OCT4, およびECAD遺伝子の発現の定量結果である。当実験ではPPIA
遺伝子でノーマライズしている。20μlの反応系
で、0.5~1ターゲット/μlの濃度まで再現性良く定量できた。S: sample

製品トレーニングコース “Easy-to-Use Solutions”
Easy-to-Use Solutionsはバイオ・ラッド製品のユーザ様向けトレーニングコースの名称です。開催回数は年100回を超え、毎年延べ300人以上の研究者の方にご参加いただいております。“製品の使い方を習得したい”、“実験手法を身につけたい”、“バイオ・ラッドの製品を体験したい″。
トレーニング担当のアプリケーションスペシャリストはそんな研究者の皆様のご要望にお応えします。

Basicコース

Advancedコース￥5,000〜Technical Transferコース￥10,000〜￥100,000〜

講義・ウェット実習を通して基本原理・実験のアプリケーションを絞り込んだ、
より応用的でお客様のサンプルを用いて測定を実施する

組み立て方、データ解析、
トラブルシューティ

実践的なコースです。Basicコースと併せてごコースです。ご一緒に測定するコース、サン

利用いただくことで理解を深めていただけ

プルをお預かりし、弊社で実施した条件検討

ングを習得できます。

ます。

6450

結果を移管するコースがあります。短時間でアッセイ系を構築されたい方には最適です。

申し込み方法Webからのお申し込みになります。検索エンジンより“Bio-Rad
C10596 または C10670
ETUS”で検索していただくか、直接URLを入力していただき、“BioRad Easy-to-Use Solutions”のサイト内をご覧ください。
開催スケジュール、各コースの案内もご覧いただけます。

Bio-Rad ETUS

URL:http://pdbu-support.bio-rad.co.jp/ETUS.html

For more information, visit www.bio-rad.com/QX200.

13

VARIOUS APPLICATIONSABSOLUTEQUANTIFICATIONWITH EVAGREEN

Droplet Digital PCR(ddPCR)は、微小区画(ドロップレット)への分画および統計解析を行うことにより、検量線を用いること無しに定量を行うことができ、これにより低コピーのターゲットの高感度定量および（発現）量差の小さいサンプルの高精度定量を実現できます。ddPCRとEvaGreenのケミストリーを組み合わせることにより、ジェノタイピングや低発現のターゲット遺伝子の発現解析、
ウイルス定量等のアッセイを最適化することが可能です。

ddPCRおよびEvaGreenを用いて高精度かつ再現性の高い定量したアプリケーション例

104
103
102
10

NTC

25000

5

2810
2880
2840
1200
1210
1200
599
606
613
269
270
271
134
133
131
63.8
63.9
63.8
31.7
34.8
33.3
16.8
15.6
16.2
8.9
7.17
8.01
3.99
3.83
3.68

0

0.662

10 –1
NTC
100
200
400
780
1560
3120
6260
12500
25000
50000
NTC
100
200
400
780
1560
3120
6260
12500
25000
50000
NTC
100
200
400
780
1560
3120
6260
12500
25000
50000

10 –2

IL-1, copies/well

A. 0 ~ 50,000コピー/ウェルのIL-1 (Interleukin 1) サンプルをEvaGreenを用いて希釈系列を定量した結果。青プロットはマージしたウェルのデータ、白抜きのプロットは個々のウェルのデータを表す。
リプリケート間での再現性および直線性が高いデータを取得できた。QuantaSoftソフトウェアで測定したエラー
バーはポアソン分布算出の95％信頼区間を表す。NTC: no template control

100

200

400

780

1560

3120

6260

12500

25000

50000

20000

Channel 1 amplitude

10
Channel 1 concentration,
copies/µl

IL-1, copies/well

B

A

15000

10000

5000

0
0

50000

100000150000

Event number

B. QX200 Droplet ReaderのEvaGreenチャネルを用いて、IL-1をEvaGreenを用)のデータポイン
いて定量した際の1Dプロット。ポジディブなドロップレット()のデータポイントがよく分離している。
トとネガティブなドロップレット(

VARIOUS APPLICATIONSINSIGHT INTO

VIRAL
RESERVOIRS
14

Bio-Rad Laboratories, Inc.

正確なウイルス定量は、疾患の状態の特定や治療法の開発を行うために不可欠な技術です。
ウイルスの量はしばしば変動します。
また、ウイルスが非常に低い量まで減少してもなお重要な機能を有することもあります。ウイルスDNA/RNAを正確かつ再現性高く定量することは、
様々な病原体の研究に役立ちます。QX200システムは、複雑な混合物からウイルス遺伝子を高感度に定量することが可能です。例えば、
ウイルスRNAのコピー数を、逆転写反応でcDNAを作成することにより定量できます。
また、高精度なウイルス定量を高いスループットで行うこともできます。

WHAT’S IN A DROPLET?

AUTOMATEDPRECISEDROPLET
GENERATOR

正確性・安定性の高いワークフローをよりシンプルに
Automated Droplet Generator(AutoDGTM)はQX100/200 Droplet GeneratorのddPCRのワークフローを簡便化し、高い拡張性と安定性を実現します。

Automated Droplet Generatorの特長■ Automated Droplet GeneratorはデジタルPCRのワークフローを簡便化■ ハンドリング時間を短時間化・省力化■ ユーザー間のハンドリング誤差を軽減■ 45分以内に96ウェルのサンプル調製を終了■ 8ウェルごとの細かなサンプル設定が可能■ タッチスクリーンガイドが最速のサンプルセットを実現■ HEPAフィルターによるコンタミネーションリスクの軽減■ 大画面カラータッチスクリーンがシンプルなセットアップとプレートトレースをサポート■ ランニングコストを軽減

16

Bio-Rad Laboratories, Inc.

Automated Droplet Generatorの大きくカラフルな7インチタッチスクリーンインターフェイスが、簡単な4stepでのドロップレット
作成を可能にします。外部PCは必要としないため、非常にシンプルなワークフローを実現しています。

STEP 1

STEP 3

使用する8ウェルストリップを
96ウェルから決定

サンプルと専用消耗品をセット

STEP 2

STEP 4

使用するプローブ用か
EvaGreen®用どちらかのOilを選択

Automated Droplet Generator

簡単なセットアップとRun

専用消耗品がシステムに認識されたことを確認したらRunへ

カウントダウンタイマーがディスプレイに表示され、残り時間が確認できます。プレート準備が整うと終了時間が表示され、ラボワーク
時間を最大限に有効活用できます。全てのRun情報はエクスポート可能なログファイルに保存され、実験後の確認が可能です。

ハンドリング時間、ランニングコストの軽減
Automated Droplet Generatorを用いた場合、QX100/200 Droplet Generatorと比較して、ハンドリング時間およびランニング
コストが軽減されます。

ハンドリング時間／96サンプル
ランニングコスト／1サンプル

Automated Droplet Generator

QX100/200 Droplet Generator

約5分
653円

約30分
758円

※上記のランニングコストは加水分解用プローブ用Super mixを用いた場合を元に算出されています。
また、上記の金額には加水分解プローブおよびプライマーのコストは含まれていません。

Ordering information
カタログ番号品

1864101JA

Automated Droplet Generator システム

名

For more information, visit www.bio-rad.com/QX200.

17