DIGITAL MICROMETER HEAD

INSTRUCTION MANUAL

POWER

Model No. : EMH-25F/EMH-25S <combined>

When [ON/OFF・SET ] Button is pressed, power is turned
ON, and measurement is displayed on the LCD.
Press Button a second time to turn power OFF.

Thank you for purchasing the Digital Micrometer Head.
Please read this manual thoroughly before use for proper operation.

APPLICATIONS●Use for precise measurement of position and feed on equipment and machinery.
●Use as indicator for X-Y Stage on precision equipment.

● Digital display for high accuracy of measurements.

FEATURES● 0-25mm measurement range for general purpose use.
● Carbide measuring surfaces.

● Constant pressure ratchet mechanism.

●Auto-display-off function ( approx. 6 minutes )●SR44 ( silver oxide battery ) included for testing.

SPECIFICATIONS
Model No.

Tip Shape

EMH-25FFlat

Stem Shape

Straight
EMH-25S Ball（SR5） StemPART IDENTIFICATION【FRONT】

StemSpindle

Stem（mm）（mm）

Resolution（mm）

6.5×28.5 12×17.5

Maximum
Total Length Thimble Diameter
Instrument Error（μm） （mm）（mm）

0.001

318162（Model EMH-25F shown）

ClampSleeve【ACCESSORIES】

Thimblev

qqv

rSpanneruv［ON/OFF・SET］ButtonSpindle

Ratchet Stop⬏⬎⫰⫰LCD Display

SR44(Silver Oxide Battery)【REAR】※for testsqsv

Measuring Surfaces(Carbide)tq

0-Point
Adjustment Hole
Battery Cover

TROUBLESHOOTING
Error Condition

INSERTING THE BATTERY
Corrective Actionsq●Measured value is wrong ●Clean measuring surfaces with cloth.

●Value displayed is not●Cycle power by removing and replacing battery.

correct●Replace battery with new one.

● Make sure Reference Point is correct.

※If problem persists, or if you have any questions, please contact distributor orplace of purchase.
※Please note, manufacturer is unable to respond to inquires or provide service directly.
Please contact distributor or place of purchase.

qrq

OPERATION①Before use, use a lens cloth or similar to wipe off any
grime or dust from tip of Spindle and the contact
surface of the part being measured.
②Loosen the Clamp (Fig.1) and turn the Thimble to move
the Spindle into contact with the surface.
※Use the Ratchet Stop to control the contact force; TheSleeve scale also will also show the Spindle position.
※To set the display to read a relative position, refer tosection below on Reference Point Setting･Preset Function.

uv

ThimbleABS

Figure 1
Long Pressv

qrqv

uv

［ON/OFF・SET］Button

ABS

Figure 2

REFERENCE POINT SETTING・PRESET FUNCTION①Before use, use a lens cloth or similar to wipe off any
grime or dust from tip of Spindle and the contact
surface of the part being measured.
②Loosen the Clamp and turn the Thimble until theSpindle is at the desired reference point, then tighten
the Clamp again. (Fig.1)③Press and hold the [ON/OFF・SET ] Button as shown in
Fig.2 until “Set” flashes on the Display. (Fig. 3)
Instrument is now in the mode for setting theReference Point (or Zero Point).

vFlashingABSrq

Figure 3
To set the Reference Point to the value displayed.
A short press of the [ON/OFF・SET ] Button will set the current position to the value displayed.

To change the value of the Reference Point. (Preset Function)
1. Press and hold the [ON/OFF・SET ] Button to enter Preset Mode.
2. Press the button to change the flashing digit, each press will cycle through the numbers (1→2→
3 ... 9→0→1). When the desired number is displayed, a long press on the button will confirm andmove to the next digit.
3. In the same way as above, set each digit in turn to enter the desired value.
4. When the right most digit is completed, “Set” will blink on the Display. A short press of the button
sets the position to the value entered and the Reference Point setting procedure is complete.
※Preset Value is initialized to “0.000” at the factory.

CAUTION●Keep away form high voltage and strong magnetic fields; instrument damage may result.

Battery Cover●Do not use or store in direct sunlight or locations with high temperatures such as in a car, or near a stoveor heat source.

●Not for use in exposure to water or oil.

①Rotate the battery cover onrear using coin or similar tool.
②Insert battery with “+” side up.
③Replace battery cover.
CAUTION

Only use SR44 type Battery.

v

Set●This is a precision instrument, handle with care. Do not drop or subject to excessive forces.

sv●Display is not clear

battery.
●Replace battery with new one.

●Displayed value is unstablev

Loosen●Do not turn spindle more than 3mm above upper measurement range.

Opentq●Cycle power by removing and replacing

Clamp●Always remove dirt from measuring surfaces with lens cloth before use.

● Make sure Reference Point is correct.

●LCD does not display

Tight●Please do not disassemble or modify.

●After use, wipe off any cutting chips or dust using a soft cloth, and protect using a rust preventive oil.

Keep out of reach of children.

●Do not use organic solvents to clean the body of the instrument.
●When not being used for long period of time, please removebattery.

●Only use as directed. Improper use may cause accident orinjury.

デジタルマイクロメータヘッド

取 扱説 明書

品番：EMH-25F/EMH-25S <兼用>

この度はデジタルマイクロメータヘッドをお買上げ頂きありがとうございます。
ご使用前に、本書をよくお読み頂き正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。

用①スピンドルの先端と、組み合わせる機器などの接触する箇所を脱脂し、グラスペーパなどで拭き取って異物が付着していない状態にしてください。
②クランプを回してゆるめ（図１）、シンブルを回し、スピンドルの先端と、組み合わせる機器などを接触させます。
※必要に応じて、ラチェットストップもご使用ください。
アナログ目盛を使って移動量を見ることもできます。
※デジタル表示を調整する必要がある場合は、下記の『原点設定・プリセット機能』の操作を行います。

●Ｘ-Ｙテーブルなど、精密機械や精密機器等と組み合わせてご使用ください。
●測定範囲0-25mmの標準型、汎用シリーズです。
●測定面は超硬チップ付●定圧装置付●オートディスプレイオフ機能付（約６分）●SR44（酸化銀電池） テスト用１個付属

様

先端形状

平面

EMH-25F

ストレート
EMH-25S 球面（SR5） ステム

各部の名称 （図：EMH-25F）【表面】

スピンドル（mm）

ステム形状

ステム

ステム
（mm）

ȭ6.5×28.5 ȭ12×17.5

目量
最大許容誤差 全長 シンブル径
（mm）
（μm）
（mm） （mm）

0.001

スリーブ

クランプ

3162

18

【付属品】

シンブルv

qq

スピンドルvruv

ON/OFF・SETボタン

キースパナ

ラチェットストップ⬏⬎⫰⫰LCD表示部【裏面】

SR44（酸化銀電池）
※テスト用

sqsv

測定面（超硬チップ）

tq

０点調整穴
電池蓋

トラブルと対応
対応sq

トラブルの内容策●測定面の汚れをグラスペーパなどで拭き取ってください。
●原点を設定し直してください。

●LCD表示部に何も表示されない●表示が安定しない●表示が不明確である●電池を入れ直してください。
●新しい電池と交換してください。

●測定値以外が表示される●電池を入れ直してください。
●新しい電池と交換してください。
●原点を設定し直してください。

開けるsvtq※症状が改善されない場合や不明な点がございましたらお買い上げの販売店、または発売元までご連絡ください。
※お問い合わせや、ご連絡が無いまま直接発売元に修理品などを送付されても処理、対応ができない場合がありますのでご了承ください。

固定

クランプ

ゆるめるv

qrq

原点に設定する数値が表示されている場合

ON/OFF・SETボタンを短押しすると、表示の値で原点が設定されます。

uv

シンブル

ABS

図１
長押しv

q
rqv

uv

ON/OFF・SETボタンABS

図２

原点設定・プリセット機能①スピンドルの先端と、組み合わせる機器などの接触する箇所を脱脂し、グラスペーパなどで拭き取って異物が付着していない状態にしてください。
②クランプを回してゆるめ、シンブルを回して原点とする場所に合わせ、再びクランプを回して固定します（図１）。
③ON/OFF・SETボタンを長押しすると（図２）、『Set』が点滅し、原点設定モードになります。（図３）v

点滅
ABSrqvSet

図３

原点に設定する数値を変更したい場合（プリセット機能）

1. ON/OFF・SETボタンを長押しすることで、プリセットモードになります。
2. プリセットモードになると、最初に百の位の値が点滅し、この設定ができるようになります。
ボタンを１回短押しするたびに、『1→2→3…9→0→1』と循環します。
値を確定させる時は、ボタンを長押しします。
3. 百の位が確定すると、次は十の位を 2. と同様の方法で設定できます。
上記と同様に、一の位→小数第一位→小数第ニ位→小数第三位と値を設定していきます。
4. 小数第三位の値の設定が完了すると、『Set』が点滅するので、この状態でボタンを短押しします。これによって、プリセットでの原点設定が完了します。
※初期状態でのプリセットの値は『0.000』となっています。

ご注 意

電池の入れ方●測定値が間違っている

源

使用方法

途 ●精密機器や精密機械に取り付け、測定・送り・位置決め等に使用します。

特 長 ●送り量がデジタル表示され、位置決めが高精度かつ簡単に行えます。

仕電

ON/OFF・SETボタンを押すと電源がONになり、LCD表示部に数値が表示されます。
もう一度押すと電源がOFFになります。

電池蓋①本体裏面の電池蓋を、矢印の向きにコインなどで回して開けます。
②電池を必ず（＋）側を表にしてセットしてください。
③電池蓋を元通りに装着してください。
ご注意 電池は必ずSR4 4をお使いください。

●ご使用の前に、必ずグラスペーパなどで測定面の汚れを除去してください。
●測定範囲の上限を３mm以上上回って、スピンドルを回さないでください。
●精密機器ですので、落としたりぶつけたり、強い力を加えたりしないでください。
●強い磁気や高電圧に近付けないでください。故障の恐れがあります。
●直射日光の当たる場所や炎天下の車の中、火のそばなどでの使用、保管はしないでください。
●水や油のかかるところで使用しないでください。
●分解・改造をしないでください。
●使用後は柔らかい布などでゴミや切粉などを取り除き、防錆油を塗布してお子様の手の届かない場所へ保管してください。
●本体の手入れに有機溶剤を使用しないでください。
●長期間使用しない場合は、本体から電池を外して保管してくださ
発売元
い。
〒955-0055 新潟県三条市塚野目5丁目3番14号●用途以外のご使用は、事故やけがの原因となりますので絶対に(0256)33-5502(代) FAX(0256)33-5528
おやめください。
URL http://www.niigataseiki.co.jp
I418-K 2009vquv