取扱説明書

日立小形冷却遠心機

ＣＦ７Ｄ２形
このたびは日立小形冷却遠心機をお求
めいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保存してください。

発
行 2010.04
取説コード S99923114

！ 安全にお取り扱いいただくために！

安全に関する共通的な事項

以下に述べられている安全上の説明をよく読み、十分理解してください。
・ 操作は、この「取扱説明書」内の指示、手順に従って行ってください。
・ 装置や「取扱説明書」に表示されている注意事項は必ず守ってください。
・ 安全に関する注意事項は、次に示す見出しによって表示されます。これは「警告」、「注意」という見出し語とシンボルを組み合わせたものです。

！ 警告：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される事項を示しています。
！ 注意：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される事項を示しています。
この注意シンボルは見出し語などと共に用いられ、そこに記述されている事項が安全に関するものであることを示し、注目させるために用いられます。

なお、「注記」という見出し語は、人身の安全と直接関係しない注意書きを示すのに用いられます。
・ 「取扱説明書」に記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について、何か問題がある場合は、お買い求めいただいた販売店もしくは日立工機㈱のサービス担当にご連絡ください。
・ 装置や「取扱説明書」に表示されている注意事項は、十分に検討されたものでありますが、それでも予測を超えた事態が起こることも考えられます。操作に当っては、指示に従うだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。

ⅰ！ 安全にお取り扱いいただくために！

警告
１．爆発性、引火性のある試料は使用しないでください。本機は防爆構造ではありません。
２．引火性ガスの発生する場所や化学薬品が保管されている場所付近には設置しないでください。
３．有害物質、放射性物質、病原性物質あるいは感染性が否定できない血液等の試料を分離する
場合は、使用者の責任において必要な安全対策を講じた上で行ってください。
1) 装置、ロータ、および付属品が有害物質、放射性物質、病原性物質あるいは感染性が否定できない血液等の試料で汚染された場合には、必ず使用者の定める適切な汚染除去の手順に従って処理してください。
2) お買い求めいただいた販売店もしくは日立工機㈱のサービス担当に修理を依頼される場
合、装置、ロータ、または付属品等が有害物質、放射性物質、病原性物質あるいは感染性が否定できない血液等の試料により、人の健康に被害を生ずる汚染された状態またはそのおそれがあるときは、必ず事前に、装置使用者の責任において適切な消毒・汚染除去を行ってください。
3) 装置、ロータ、および部品等を返送される場合は、必ず事前に、装置使用者の責任において適切な消毒・汚染除去を行ってください。
４．感電防止のため、本体を接地してください。電気設備技術基準によりＤ種接地工事が必要です。
５．濡れた手で、電源コードの着脱や、POWER スイッチの ON－OFF 操作をしないでください。
感電の原因になります。
６．ロータ、バケット、アダプタは腐食したり、傷やひびが入っていないか使用前によく点検し、異常が認められる場合は使用しないでください。
７．ロータ、バケット、アダプタの最高回転速度以上で運転しないでください。ロータとバケッ
ト、アダプタの最高回転速度が異なるものは、低い方の最高回転速度以下で使用してください。
８．ロータのバケットは必ず同一種類のものを正しく全数セットしてください。
９．ロータに付属している「耐薬品性一覧表」を参照してロータ（バケットを含む）の材質に対して使用不可となっている試料は使用しないでください。ロータ（バケットを含む）の腐食の原因となる場合があります。
１０．安全のため、遠心機周囲３０ｃｍ以内は運転中、人が立ち入らない区域としてください。
１１．回転中にドアロックを強制的に解除することは絶対にしないでください。
１２．カーボンブラシを交換する際は感電防止のため、リアカバーを外す前に POWER スイッチをOFF し、電源コードをコンセントから外し、３分以上待ってください。
１３．ヒューズを交換する際は感電防止のため、POWER スイッチを OFF し、必ず電源コードをコンセントから外して行ってください。
１４．本体の修理・分解等は日立工機㈱のサービス担当もしくは日立工機㈱が認定した者以外は絶対に行わないでください。

ⅱ

！ 安全にお取り扱いいただくために！

注意
１． 本体はキャスタホルダでキャスタに確実に固定してください。
２． 回転中は本体を動かしたり、移動しないでください。
３． ロータ室内に結露水がたまっている場合は、試料への混入や駆動部への水浸入防止のため、
ドレンホースから排出してください。冷却能力低下を防止するため、ドレンホース先端のキャップは結露水排出後、必ず元通り取り付けてください。
４． 水や洗剤、消毒液を直接、ロータ室に注がないでください。駆動部に浸入し腐食や軸受劣化の原因になります。
５． ロータ室内に落とした物やチューブの破片は必ず取り除いてから運転してください。
６． ロータに関する注意
1) 事前にお使いになるロータの取扱説明書をよく読んでください。
2) 許容インバランス以上の状態で運転しないでください。
3) ロータ用チューブ・ボトルは実容量の範囲内で使用してください。
4) ふた（キャップ）付きのマイクロチューブをご使用の際には、必ずふたをしてください。
5) カバー付きのロータは正しくカバーを取り付けて運転してください。
6) ロータを棚に保管する場合は、縁止め等、地震落下防止策を施してください。
７．ロータに付属している「耐薬品性一覧表」を参照してチューブ、ボトル、アダプタ、マイクロプレート、チューブ／ボトル用キャップ等の材質に対して使用不可となっている試料は使用しないでください。これらの材料劣化を引き起こします。
８．本体に異常が生じた場合は、本体の使用をただちに中止してお買い求めいただいた販売店
もしくは日立工機㈱のサービス担当に連絡してください。アラームを表示している場合は、その内容も連絡してください。
９．長時間ご使用にならない場合は、電源コードをコンセントから引き抜いてください。

１０．地震の規模によっては本体に異常が生じる場合があります。その場合は販売店もしくは日立工機㈱のサービス担当に連絡し、点検を依頼してください。

ⅲ

目 次
ページ

安全にお取り扱いいただくために１．本体の仕様
２．付属品リスト
３．本体各部の名称
４．操作部の名称
５．運転前の準備（ロータの準備）
６．ロータの判別について
７．運転方法7.1 通常運転
7.2 メモリー運転
7.2.1 メモリーのセットのしかた
7.2.2 メモリー運転のしかた
８．温度制御について
8.1 運転中の試料温度について
8.2 予冷してから運転する場合
8.3 高温運転
９．停止音の選択
9.1 メロディおよびブザーの選び方
10．運転後のお手入れ
10.1 各部のお手入れ
11．カーボンブラシの交換のしかた
12．ヒューズの交換のしかた
13．こんなときには次の操作を
14．停電時のドアの開け方
15．お使いいただけるロータ一覧
16．据付け17．チューブ、ボトルの取り扱いについて
18．遠心加速度の計算のしかた
19．保守
20．遠心機、ロータの廃棄(付属)汚染除去書(付属)(ご参考)遠心機定期自主検査表
保証
アフターサービス

ⅲ

ⅰ
１
１
２
３
４
７
８
８
12
12
12
14
14
14
15
16
16
17
17
18
19
20
21
22
25
27
28
29
30
巻末
巻末
裏表紙
裏表紙

1.本 体 の 仕 様
最 高 回 転 速 度

7,000 rpm

最 大 遠 心 加 速 度

6,570 xg （T7A2 ロータ）

回 転 速 度 表 示

300 〜 7,000 rpm（10 rpm 間隔）

タ イ マ ー 表 示

1〜99 分（1 分間隔）HOLD 付

温 度 表 示−9 〜 40℃（1℃間隔）

加 速 ・ 減 速 表 示

slow 〜 fast

モ ー タ

シリースモータド ア ロ ッ ク

スタートでドアをロック、停止でロック解除

冷 凍 機

300W 密閉形（冷媒 R134a）

メ モ リ ー

SPEED、TIME、TEMP、ACCEL、DECEL ４種類セット可

停 止 ブ ザ ー

5 種類のメロディーとブザー音を選択可

電源

AC100V±10V 15A 50／60Hz

寸法575(W)×588(D)×800(H) mm

質量

80 kg

6 段階切り替え

2.付 属 品 リ ス ト
本体の付属品を下表に示します。据付け前にご確認ください。
ボックスレンチ
1 セット

部品コード
488668
キャスタホルダ
4個

部品コード84590102
1

取扱説明書
1冊

部品コード
S999231
フクロナット1個

部品コード470393

添付文書
1部

部品コード
S999611スプリングワッシャ
1個

部品コード
80112158

取扱説明書抜粋
1枚

部品コードS9995913.本 体 各 部 の 名 称

ド ア

ロータ室

POWER スイッチ

操作部

本 体

ラジエターカバネ ジ

2

4.操 作 部 の 名 称SPEED 表示ACCEL 表示TＩME 表示表

DECEL 表示TEMP 表示MANUAL ランプ

SELECT 1 ボタン

CHECK ランプMEMORY ランプ

SELECT 2 ボタン
停止メロディ設定ボタン

設定ボタン

CHECK ボタン

START ランプ
START ボタンSTOP ランプ
STOPボタン3

5.運 転 前 の 準 備 （ ロ ー タ の 準 備 ）！ 警告：●爆発性、引火性のある試料は使用しないでください。本ロータおよび遠心機は防爆構造になっておりません。
●病原体、DNA 組み替えなど生物学的隔離が必要な生体試料や放射性物質などは安全の上から使用制限があります。これらの物質を含む試料を分離する場合は、使用者の責任において必要な安全対策を講じた上で行ってください。
●ロータに付属している「耐薬品性一覧表」を参照してロータ（バケットを含む）材質に対して使用不可となっている試料は使用しないでください。ロータ（バケットを含む）の腐食の原因となる場合があります。
！ 注意：●ロータに付属している「耐薬品性一覧表」を参照して、チューブ、ボトル、アダプタ、マイクロプレート、チューブ／ボトル用キャップ等の材質に対して使用不可となっている試料は使用しないでください。これらの材料劣化を引き起こします。
●日立工機(株)が認定した本製品用以外のロータやバケット、アダプタ、チューブ、ボトル等を使用しないでください。

１．遠心分離する試料を準備してください。
２．試料をチューブ、ボトルに注入してください。
！ 注意：●試料は満杯に入れないでください。スイングロータの場合は、チューブ上端より、10mm までにしてください。アングルロータの場合は、ロータ付属の取扱説明書に記載してある実容量以下にしてください。
■ 注入する量は各ロータの取扱説明書に記載されている実容量以内としてください。
■ 市販のガラスチューブについて運転中の破損防止のため、下記仕様と同等以上のものをご使用ください。

(ml)
容量(mh)
１０、１５用
５０用

肉厚(mm)
１以上
４以上

材

質
硬質ガラス
（例：商品名 パイレックスガラス）

３．対称となるバケット、アッセンブリ、チューブ、ボトルのバランスを取ってください。
！ 注意： ●以下のようなケースでは、インバランス運転となってしまう恐れがあります。ロータやバケットの対称位置には同じ試料をセットしてください。
○試料の量（容積）は同じでも組成などが異なる試料を分離される場合。
遠心によって沈殿に差が生じ、インバランス量が増加する場合があります。
○試料の重さが同じでも量（容積）が異なる試料（密度の異なる試料）を分離される場合やチューブ、ボトルの内径、形が異なる場合。
試料の重心位置が不一致となり、インバランス状態になる場合があります。
●ラック、アッセンブリにおいては、チューブ、ボトルのセット位置の対称性にも注意を払ってください。詳細については、お使いになるロータの取扱説明書をよく読んでください。
■ 各ロータの許容インバランス量はロータの取扱説明書をご覧ください。
■ 許容インバランス量以下であっても故意にインバランス運転することは絶対にしないでください。
■ アッセンブリのバケットの穴数よりチューブが少ないときは、上下、左右が対称となるようにチューブを挿入してください。対称にならないときは、バランスをとるため水を入れたチューブ（ダミー）を用意してください。
4

■ アッセンブリのバケットの穴数より少ないチューブで回転する場合には、懸垂部のボスを中心として左右（180 度）対称になるようにチューブを配列してください。
チューブの配置がボスを中心に対称になっていないと、回転中にチューブが傾き、沈殿も傾いてしまうため、スイングロータを使った効果を発揮できません。
ボス

正しい

不可

正しい
回転中

回転中

チューブ
正しい

不可

４．ロータを点検してください。
！ 警告： ●腐食や傷などの異常がある場合は、使用を中止しお買い求めいただいた販
売店もしくは日立工機㈱のサービス担当までご連絡ください。
■ ロータやバケットに腐食や傷が発生していないか点検してください。
■ スイングロータはバケットが滑らかにスイングするか確認してください。また、ロータの取扱説明書に従い、定期的なメンテナンスを行ってください。

５．ロータを回転軸に取り付けてください。
■ 例として RT5S4 形ロータの取り付けかたについて以下に説明します。
他のロータについては、お使いになるロータの取扱説明書をよく読んでください。
①ロータをセットする場合、ロータ下部の溝にシャフトのピンが確実に入っていることを確認してください。
②スプリングワッシャは必ず入れて、付属のボックスレンチでスプリングワッシャが平らになるまでフクロナットを確実に締め付けてください。
！ 注意： ●ネジ固定式のロータをご使用の場合は、ご使用前、必ずナットが確実に締め付けられていることを確認してください。

5

ボックスレンチ
フクロナット
スプリング
ワッシャ
ロータ

ピン

■ RT8A ロータの場合は、ロータをシャフトに固定後、カバを取り付けてください。
（ドアは電源を入れ、POWER スイッチを ON にしなければ開閉できません。
）

６．バランスをとったバケット、アッセンブリ、チューブ等をロータにセットしてください。
■ バケット、アッセンブリ、チューブ等はロータの回転中心に対して対称の位置にセットしてください。
！ 警告：●バケット（アッセンブリ）は試料の有無に関わらず、同一種類のバケット（アッセンブリ）を全数(4 個)セットしてください。バケット（アッセンブリ）を全数かけないで運転すると、振動の原因となるばかりでなくロータの変形やバケット（アッセンブリ）の離脱につながり大変
危険です。また、日立工機㈱が認定した本製品用以外ののバケット（アッセンブリ）、アダプ
タは絶対に使用しないでください
ロータ

バケット

バケット
(アッセンブリ)バケット(アッセンブリ)ロータ

ロータ！ 警告：●バケット（アッセンブリ）は、ロータに確実に掛かるようにセットしてください。
ロータに確実に掛からないと、回転中にバケット（アッセンブリ）が離脱する恐れがあります。
！ 注意：●バケット（アッセンブリ）を非対称にセットしないでください。これを守りませんと、インバランス運転となり、装置が故障する場合があります。
■ RT8A ロータをご使用の場合は、ロータカバーを取り付けてください。
！ 注意： ●ロータカバーは必ず取り付け、確実にロックしてください。ロータカバーを取り付けなかったりロックせずに運転すると、回転中にロータまたはロータカバーが離脱し、遠心機およびロータを損傷する恐れがあります。
66.ロータの判別について
本機は、ロータの種類を判別し、各ロータごとのオーバースピード検出、温度制御、加速、減速時間について切り替えを行っています。
このため、下記に示すようなロータの下部にマグネットがセットされたロータ以外は使用できません。マグネットがないロータを使用して運転しますと、約５００回転でアラームコードＥ－１６を表示し、ロータは減速に移ります。

ロータ
使用できるロータ使用できるロータ・T3SS3

・RT5S2

・T5SS

・RT2S
・RT3S3 のロータ
ボディが白色のもの・T4SS
・RT5S4
マグネット

・RT2S2
・RT3S3 のロータ
ボディが黒色の
もの
・T7A2
・RT8A
・T7A

7

7.運 転 方 法！ 警告： ●いかなる場合にも回転中にドアを開けたり、回転しているロータに触れないでください。
●回転中は遠心機の周囲 30cm を安全確保のための領域ととらえ、必要以外この領域に入らないよ
うにしてください。

！ 注意： ●遠心機運転中は遠心機を押したり寄りかかったりしないでください。
●本体の上やその周囲には、液体の入った容器を置かないでください。万一こぼしたりしますと、機内に流入し故障の原因となります。
●ロータ室にチューブの破片や結露水が入ったまま運転しないでください。試料への混入や保持温度上昇の恐れがあります。ロータ室内はいつも清潔にしてご使用ください。
●運転中、いつもと違う異常音が発生した場合は、直ちに運転を中止し、お買い求めいただいた販
売店もしくは日立工機㈱のサービス担当にご連絡ください。

7.1 通常運転

１．POWER スイッチを押します。
■ SPEED、TIME、TEMP、ACCEL、DECEL のランプと STOP のランプが点灯します。

運転前の準備
２．ドアを開け、ロータを回転軸に取り付けます。（取り付け方は、「5.運転前の準備（ロータの準備）の」を参照ください。
ロータの準備）の 5」を参照ください。
■ POWER スイッチを押して通電しなければ、ドアは開閉できません。
■ バケット、アッセンブリ、チューブ等が正しくセットされたか確認します。
（「5.運転前の準備（ロータの準備）の 6」を参照ください。
）

３．ドアを閉めます。
■ドアを閉めないと運転できません。

8

４．運転条件を設定します。
！ 注意： ●バケット、アダプタや市販のチューブ、ボトル、マイクロプレートの中には許容回転速度（許容遠心加速度）がお使いのロータより低い場合があります。一番低い許容回転速度もしくはそれ以下でご使用ください。
（１）回転速度、運転時間、ロータ温度、加速時間、減速時間を設定します。
①ＳＥＬＥＣＴ２ボタンを押して、ＭＡＮＵＡＬのランプを点灯させます。
次にＣＨＥＣＫボタンを押してＣＨＥＣＫランプ点灯状態にします。

②ＳＥＬＥＣＴ１ボタンを押して、表示を点滅させます。
ＳＥＬＥＣＴ１ボタンを繰り返し押すことにより、表示の点滅がＳＰＥＥＤ→ＴＩＭＥ→ＴＥＭＰ→ＡＣＣＥＬ→ＤＥＣＥＬ→ＳＰＥＥＤに変わります。
！ 警告：設定回転速度はロータおよびバケットの許容回転速度以下で使用してください。許容回転速度を超えて使用するとロータが破損する場合があります。

表示を点滅状態にして、▲ ▼ボタンを押すと表示が変わります。

9

ボタンを押したままにすると、表示は早く変わります。
ＳＰＥＥＤ表示は▲ ３０、３１… → ７００ → ３０
▼ ３０ → ７００ → ６９９ … → ３０と変わります。
ＴＩＭＥ表示は▲ １、２ … → ９９ → Ｈ → １▼ １ → Ｈ → ９９、９８ … → １と変わります。
ＴＥＭＰ表示は▲ －９、－８ … → ４０ → －９
▼ －９ → ４０、３９ … → －９と変わります。
ＡＣＣＥＬ、ＤＥＣＥＬ表示は

▲

→

→

▼

→

→

… →

→
… →

と変わります。
③ＣＨＥＣＫボタンを押すと表示の点滅が止まり、設定完了です。

５．運転を開始します。
ＣＨＥＣＫボタンを押し、ＣＨＥＣＫランプを点灯させて、ＳＴＡＲＴボタンを押します。
（ＣＨＥＣＫランプを点灯させて、設定条件を確認しなければＳＴＡＲＴできません。
）■ＳＴＡＲＴランプが点灯します。（加速中はランプが点滅します。
）■ＳＴＯＰランプが消灯します。
■表示が運転表示に変わります。
■ＴＩＭＥが運転の残り時間表示に変わります。
（Ｈ設定の場合は、運転の経過時間が表示されます。Ｈはホールドを意味し、９９分以上の継続運転時に設定します。
）

10

６．分離を終了します。
（１）設定時間の経過を待つか、または STOP ボタンを押します。
■減速と同時に STOP ランプが点滅し、START ランプが消灯します。
■ロータ停止と同時にＳＴＯＰランプが点灯します。
■ロータ停止と同時に設定されたメロディが流れます。
■ドアロックが解除されます。
（２）ドアを開け、試料を取り出してください。

７．POWER スイッチを OFF します。
■引き続きご使用になる場合は、ロータ室の結露を防止するためドアを閉めて POWER
スイッチを OFF してください。
■一日の終わり、もしくはしばらくご使用にならない場合は、ロータ室を乾燥させるため、ドアを開けた状態で POWER スイッチを OFF してください。ロータ等の腐食の発生を防止します。

11

7.2 メモリー運転
４通りの運転条件を記憶させておくことができます。
運転するときは、試料に合った運転条件をＳＥＬＥＣＴ２ボタンで選び、ＳＴＡＲＴボタンを押します。

7.2.1 メモリーのセットのしかた
１． ＳＥＬＥＣＴ２ボタンを押して、１のランプを点灯させます。（ＣＨＥＣＫランプが点灯します。）

２． ＳＰＥＥＤ、ＴＩＭＥ、ＴＥＭＰ、ＡＣＣＥＬ、ＤＥＣＥＬの設定をします。
設定方法は、通常運転の場合と同じです。

３． 設定が終わったら、ＣＨＥＣＫボタンを押します。これで１にメモリーされます。

４． ２～４のランプをＳＥＬＥＣＴ２ボタンを押して点灯させ、１～４の方法で、それぞれのチャンネルに運転条件をメモリーします。

7.2.2 メモリー運転のしかた
１． ＳＥＬＥＣＴ２ボタンを押して、１～４のランプを点灯させます。
表示部にメモリー内容（設定値）が表示されます。
(ＳＥＬＥＣＴ２ボタンを押すと、ＣＨＥＣＫのランプが点灯します。
）

２． ＳＴＡＲＴボタンを押します。メモリーの設定内容で運転されます。

12

■続けて運転するときは
ＣＨＥＣＫボタンを押し、ＣＨＥＣＫランプを点灯させ、設定条件を確認してＳＴＡＲＴボタンを押します。

■運転中に設定値を知りたいときは
ＣＨＥＣＫボタンを押し、ＣＨＥＣＫランプを点灯させ、設定条件を確認します。
(確認後、ＣＨＥＣＫボタンを押し、ＣＨＥＣＫランプを消灯させ、表示を運転状態にします。
）■運転時間経過前に停止させるには
ＳＴＯＰボタンを押します。

■運転中に設定値を変えるには
ＣＨＥＣＫ、またはＳＥＬＥＣＴ１ボタンを押し、ＣＨＥＣＫランプを点灯させた状態で、ＳＥＬＥＣＴ１ボタンを押して変更したい表示を点滅させ、▲ ▼ボタンを押して設定値を変更します。
変更後、ＣＨＥＣＫボタンを押し、ＣＨＥＣＫランプを消灯させます。
(ＣＨＥＣＫランプを押すと同時に、変更後の運転状態に変わり始めます。)■バッテリーについて
本機はメモリー等保存のため、バッテリーバックアップしています。
長時間（１年以上）電源を切ったままにした場合、バッテリーが放電して使用できないときがあります。
この場合電源を入れますと、表示部にＥ－３４のアラームコードが表示されます。
ＣＨＥＣＫボタンを押して解除し、再度メモリーを入力してください。
また、サンプル温度と設定温度に誤差が生じる場合がありますので、販売店に再調整を申し付けください。
13

8.温 度 制 御 に つ い て
試料の温度は、ロータ室の温度を感知して制御しています。
ロータの種類、設定回転速度を自動的に検知して、試料の温度を制御していますので、温度の設定は希望の温度をＴＥＭＰ表示部に表示させるだけです。
）(温度の設定方法は「 7. 運転方法 7.1 通常運転」を参照ください。
設定温度に対して試料温度は±３℃に保持されます。

8.1 運転中の試料温度について！ 注意： ●常温のロータを用いて低温設定で運転すると、試料が冷却されるまでに時間を要し、分離中に活性が損なわれるなどの不都合を生じる場合があります。
温度に敏感な試料を取り扱う場合は、予め本体にロータを装着し希望の温度を設定してドアを閉め 1～2 時間、冷却状態にしておくことをお勧めします。
●時間がない場合は、「8.2 予冷してから運転する場合」に示す方法でロータを予冷してください。
●4℃より低い温度に設定すると、運転中に試料が凍結する場合があります。事前に模擬試料などで試験を行い、試料が凍結しないことを確認してから運転してください。
運転中の試料温度の変化は、常温の試料を冷却する場合や、ロータ室、ロータ、バケット、試料を予冷してから運転するなどで異なります。
■常温の試料を運転しながら冷却する場合
表はＲＴ３Ｓ３ロータを３，０００ｒｐｍで運転しながら、２０℃の試料を４℃まで冷却するときの経
過時間に対する冷却特性です。

温本体の周囲温度２２℃
度

8.2 予冷してから運転する場合

冷却温度特性図

あらかじめ予冷しておくと、短時間で試料を冷却できます。
ただしドアが開いていると、冷凍機は動作しませんのでご注意ください。
試料を入れないバケットをロータに取り付け、試料の保持温度を設定して約１，５００回転で運転します。設定温度により異なりますが、１，５００回転で予冷する時間は上表の３，０００回転で冷却する場合の約１／３です。
＊ロータの冷却能力を十分に発揮させるため、１ヶ月に一度はラジエターカバーを外しラジエターを掃除機で清掃してください。
（ラジエターカバーは、４本のネジで固定されています。 3. 本体各部の名称参照）！ 注意：ラジエターのフィンに直接手を触れないでください。手を切る恐れがあります。

14

8.3 高温運転！ 注意：●30～40℃に設定して運転すると、高温のためチューブ・ボトルが柔らかくなり、変形する場合があります。前もってチューブ・ボトルに液体を入れ、同じ条件で運転して変形しないことを確認してからご使用ください。
本機は加熱装置を有していないため、ロータの回転で発生する摩擦熱を利用してロータ（試料）の温度を上げる方式を採っています。したがって温度を室温以上に設定されてもロータによっては、発熱量が少なくご希望の温度に達しない場合があります。

15

9.停 止 音 の 選 択
本機はロータが停止したことを知らせる停止音を、5 曲のメロディと電子ブザーからお選びいただけます。

9.1 メロディおよびブザーの選び方♪ボタンを押すことにより音がでて、再度押すと止まり、また押すと次の音に移ります。
ロータ停止中にのみ行うことができます。
（ドアの開閉には関係ありません。
）

ピーピーという
電子音が鳴ります。

メロディが停止します。

草競馬のメロディが流れます。

電子音が停止します。

メロディが停止します。

日立の樹のメロディが流れます。

ケンタッキーのわが家のメロディが流れます。

電子音が停止します。

おおスザンナのメロディが流れます。

メロディが停止します。この状態で運転しますと、ロータ
停止時に日立の樹のメロディが流れます。

メロディが停止します。

メロディが停止します。

マイボニイのメロディが流れます。

■メロディはロータ停止後、ドアを開けると止まります。
また、操作部のどのボタンを押しても止まります。

16

10.運 転 後 の お 手 入 れ
10.1 各部のお手入れ！ 注意：●ここに示す以外の方法で清掃、滅菌すると本体を傷めたり、腐食、劣化させる原因となる場合があります。事前にロータに付属している「耐薬品性一覧表」を参照
するか、もしくは日立工機㈱までお問い合わせください。

（１）遠心機本体！ 注意：●紫外線下で長時間使用したり保管しますと、カバー類が変色したり、塗装がはがれやすくな
りますので、使用後は本体を布等で覆って紫外線の直射をさけてください。
■汚れがひどい場合、中性洗剤の希釈液を浸した布、スポンジ等で清掃してください。
■滅菌する場合は70％エタノールを浸した布等で拭いてください。

（２）ロ－タ室！ 注意：●水や洗剤、消毒液を直接、ロータ室に注がないでください。駆動部に浸入し腐食や軸受劣化の原因になります。
■試料への混入や腐食防止のため、ロータ室内に霜や水滴などが付着している場合は、やわら
かい布等で拭き取ってください。汚れている場合は中性洗剤の希釈液を浸した布、スポンジ等で清掃してください。滅菌する場合は70％エタノールを浸した布等で拭いてください。
■ロー夕室底部に結露水が溜まっている場合は、本機背面に出ているドレンホース先端のキャップを外して排出してください。なお、回転中の空気吸い込みを防止するため、排水後はキャッキャッ
プを必ず取り付けてください。
プを必ず取り付けて（３）回転軸（クラウン）（３）回転軸（クラウン）■回転軸表面が汚れている場合は、柔らかい布等で拭きとってください。
■ロータとのかじり防止のため、１回／月程度の割合で回転軸にẢṖࠣ࡝ࠬ㧔ネジẢṖ೷㧕を薄く塗布してください（ẢṖࠣ࡝ࠬ㧔ࡀࠫẢṖ೷㧕（パーツNo．84810601）は別途お求めください）。

（４）ド ア■ロータ室内を乾燥させるため、使用後はドアを開けた状態で電源を切ってください。
■清掃、滅菌は「（１）遠心機本体」と同様に行ってください。

（５）ロータ（詳細はロータに付属の取扱説明書をご覧ください）（５）ロータ（詳細はロータに付属の取扱説明書をご覧ください）■ロータの回転軸挿入穴は、水で湿らせた柔らかい布等でよく拭いてください。
■腐食防止のため、使用後はロータを必ずロータ室から出してください。カバーのあるロータ
はカバーを取り外し、チューブ穴の内部を乾燥させてください。
■ロー夕内にサンプルを漏らした場合は、水洗いし乾燥させた後、シリコングリースを薄く塗布してください。
（シリコングリース（パーツNo．660557）は別途お求めください）。
■ロー夕の滅菌方法についてはロータの取扱説明書をご覧ください。

17

11 . カ ー ボ ン ブ ラ シ の 交 換 の し か た！ 警告： ●感電防止のため、リアカバーを外す前に POWER スイッチを OFF し、電源コードをコンセ
ントから外し、3 分以上待ってください。
カーボンブラシは消耗品です。約１０００時間運転したら交換してください。

１． 本体後方のリヤカバーを外します。
リヤカバー

2． モータの溝部に ○－ ドライバを差し込み、キャップを外します。

モータ

溝

18

3．

カーボンブラシを取り外し、新しいものと交換します。

カーボンブラシ
キャップ■カーボンブラシは、必ず 2 個同時に取り替えます。
使用限度の長さ６ｍｍ

１５ｍｍ
新しいカーボンブラシ■カーボンブラシは、必ず弊社指定のもの（部品コード S304763B）をご使用ください。
他のものを使うとモータが損傷するおそれがあります。

4．
5．

外したキャップを取り付けて、リヤカバーを取り付けます。
ならし運転を行います。
■１５００ｒｐｍで約 3 時間程度のならし運転をしてください。

12.ヒ ュ ー ズ の 交 換 の し か た
本体背面の電源コード上にあるヒューズホルダを外してヒューズを交換してください。

ヒューズホルダ

電源コード

19■ヒューズは、必ず弊社指定のものをご使用ください。
弊社指定ヒューズ:部品コード 84330102, 15A！ 警告：ヒューズを交換する際は、感電防止のため、POWER スイッチを OFF し、
必ず電源コードをコンセントから外して行ってください。

13.こ ん な と き に は 次 の 操 作 を！ 警告：●下記に示す以外の修理、改造、分解は弊社のサービス担当もしくは弊社が認定した者以外、行わないでください｡●アラームを解除しドアを開けた時、万一ロータが回転している場合は、直ちにドアを閉めてください。

こんなときには原因と症状

パワースイッチを入れても表示し 屋内のヒューズ、ブレーカが切れてない。
いませんか。
遠心機内のヒューズが切れているかもしれません。
運転途中、徐々に停止した。
運転中に停電しませんでしたか。
カーボンブラシが摩耗していませんか。
操作パネルの表示部
Ｅ－２
ドアを開けたままでＳＴＡＲＴしにアラームのＥを表ませんでしたか。
示した。
Ｅ－１０ ・アンバランスで運転しませんで
したか。

Ｅ－１６

Ｅ－２０
Ｅ－３４

Ｅ－１３
Ｅ－１７
Ｅ－３６
Ｅ－３７
Ｅ－３８
アラーム音を止めたい。

メロディ音を止めたい。

運転中に設定値を知りたい。

次の操作をヒューズ交換かブレーカをＯＮにしてください。
販売店、または裏表紙の日立工機サービス担当まで連絡してください。
ＳＴＡＲＴボタンを押してください。１１.カーボンブラシの交換のしかたを参照ください。
ドアを閉じてＳＴＡＲＴしてください。

・ＣＨＥＣＫボタンを押します。
・サンプルのバランスを取ってください。
・ロータ固定ナットがゆるんでい ・ロータ固定ナットを締めなおして
ませんか。
ください。
・ロータが付いていますか。
・ロータをセットしてください。
・マグネット付のロータですか。
・マグネット付のロータを準備してください。
ロータの許容最高回転速度以上に 許容回転速度以下に設定しなおして設定していませんか。
ください。
長時間電源を切ったままにしませ ＣＨＥＣＫボタンを押します。
んでしたか。
メモリを設定しなおしてください。
販売店、または裏表紙の日立工機サービス担当に連絡し、温度調整を依頼してください。
販売店、または裏表紙の日立工機サービス担当まで連絡してください。
エラー番号も忘れずに伝えてください。
操作部のどのボタンを押しても音は止まります。ただし、ＣＨＥＣＫボ
タンを押すと、アラーム表示が消えます。
操作部のどのボタンを押しても音は止まります。ロータ停止時の音はド
アを開けても止まります。
ＣＨＥＣＫボタンを押します。
確認したら、再度ボタンを押します。
再度押さない場合は、設定状態表示のまま運転します。

20

14.停 電 時 の ド ア の 開 け 方！ 警告： ●ロータが回転中は、ドアロックを解除しないでください。ドアが開き、大変危険です。
●ドアを開けた時、万一ロータが回転している場合は直ちにドアを閉めてください。
●ドライバーなどドアロック解除用の道具を差し込んだまま運転しないでください。
本機は通電中（POWER スイッチON の状態）
、かつロータが停止中以外はドアを開閉できません。
停電などによりドアが開けられなくなった場合には、次の手順でドアを開けてください。

１．ロータが回転していないことを確認してください。
！ 警告：●停電時は、ドアを開けるまで十分な時間を取ってください。
■耳をよく澄まし、回転音がしないことを確認してください。
■大形のロータでは停電時、ロータが止まるまでに 30 分以上かかる場合があります。
十分な時間を取ってください。

２．ドアロック解除用小穴にドライバーを差し込みロックを解除します。
■本体左右の側面に小さな穴が明いています。
■この穴にドライバーの先端を前方に向けて（約10 度）差し込みます。
本体

ドライバー

３．ドライバーを手前に引きます。これによりロックが解除されます。

21

15.お 使 い い た だ け る ロ ー タ 一 覧！ 注意：●ロータに付属している取扱説明書を良くお読みになり、正しくお使いください。

●ロータやバケット、アダプタの最高回転速度以上で運転しないでください。アダプタやチューブ、ボトルによってはご使用になるロータの最高回転速度に耐えられないものがあります。よく確かめてご使用ください。
●日立工機㈱が認定した本製品用以外のロータやバケット、アダプタ、チューブ、ボトル等を使用しないでください。
●弊社の推奨する市販チューブやアダプタ等以外をご使用になりたい場合は、お買い求めいただいた販売店もしくは日立工機（株）のサービス担当までお問い合わせください。
適用アダプタ/ラック/アッセンブリ等

ロータ形名
パーツ No.

T5SS
S409810A

S409811A

品名

最高
最大遠心
回転速度 加速度
(rpm)
(x g)

呼称容量
× 本数
(mll×本)

実容量
(mll)

4,800

15×28

注 1)

(4 個/ｸﾐ)

15.4×100●ﾃﾙﾓﾍﾞﾉｼﾞｪｸﾄ 10mh

15.6×100●ﾃﾙﾓﾍﾞﾉｼﾞｪｸﾄⅡ10mll､ｾｷｽｲｸﾞﾗｲﾅｰｲﾝｾﾊﾟｯｸ 10mh

1,630

15×28

15

16.5×105

15 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞｸﾐ（50 本/ｸﾐ）

4,170

10×28

注 1)

12.4×100●ﾃﾙﾓﾍﾞﾉｼﾞｪｸﾄ 7mh

10×7S ｱﾀﾞﾌﾟﾀ

13.2×100●ﾃﾙﾓﾍﾞﾉｼﾞｪｸﾄ Ⅱ 7mll

(4 個/ｸﾐ)

12.7×100●ｾｷｽｲｸﾞﾗｲﾅｰｲﾝｾﾊﾟｯｸ 7mll

7.5

12.0×105

10 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞｸﾐ（50 本/ｸﾐ）

注 1)

12.4×75●ﾃﾙﾓﾍﾞﾉｼﾞｪｸﾄ 5mh

13.2×78●ﾃﾙﾓﾍﾞﾉｼﾞｪｸﾄ Ⅱ 5mh

5×7S ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(4 個/ｸﾐ)

4,800

1,630

4,170

10×28

5×28

12.7×75●ｾｷｽｲｲﾝｾﾊﾟｯｸ 4mh､ｾｷｽｲｸﾞﾗｲﾅｰｲﾝｾﾊﾟｯｸ 5mll

13.1×75●ｾｷｽｲｲﾝｾﾊﾟｯｸ 5mh

S409813A 50×1S ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(4 個/ｸﾐ)

4,800

3,990

50×4

50

35.0×100

50 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞｸﾐ（10 本/ｸﾐ）

S409814A 15TC×4S ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(4 個/ｸﾐ)

4,800

4,170

15(TC)×16

注 1)

17.0×120●15mll培養管（ｺﾆｶﾙ底）

4,800

4,170

S409976A 15TC×3S ｱﾀﾞﾌﾟﾀ (4 個/ｸﾐ)
S410251A 160×1S ｱﾀﾞﾌﾟﾀ (4 個/ｸﾐ)
－

－

4,800

S410252A ｼｰﾙﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(4 個 /ｸﾐ)

T4SS 注３） S307332A 5×8S ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(4 個/ｸﾐ)
角形バケット付

4,170

50(TC)×4

30.0×115●50mll培養管（ｺﾆｶﾙ底）

15(TC)×12

17.0×120●15mll培養管（ｺﾆｶﾙ底）

160×4

160

52.0×120●160PC／PP ﾎﾞﾄﾙ(各 10 本/ｸﾐ)

250×4

注 1)

61.6×135●250PC／PPCO ﾎﾞﾄﾙ（ﾅﾙｹﾞﾝ）

S307333A

10×8S ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(4 個/ｸﾐ)

4,000

2,380

5×32

12～13×75～78

2,860

7×32

12～13×100●7mll採血管(ﾍﾞﾉｼﾞｪｸﾄ、ｲﾝｾﾊﾟｯｸ、ﾊﾞｷｭﾃｨﾅ、ﾍﾓｶﾞｰﾄﾞ)

3,000

1,610

10×32

7.5

12.0×105

2,860

10×32

注 1)

15～16×100

10 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞｸﾐ（50 本/ｸﾐ）●10mll採血管(ﾍﾞﾉｼﾞｪｸﾄ、ｲﾝｾﾊﾟｯｸ、ﾊﾞｷｭﾃｨﾅ、
ﾍﾓｶﾞｰﾄﾞ)15

15×8S ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(4 個/ｸﾐ)

4,000
3,000

1,610

15×32

S307335A

15TC×6S ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(4 個/ｸﾐ)

4,000

2,900

15×24

S307336A

50TC×2S ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(4 個/ｸﾐ)

4,000

2,860

S409812A

5×7S ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(4 個/ｸﾐ)

4,000

2,900

16.5×105

15 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞｸﾐ（50 本/ｸﾐ）

17×120●15mll培養管（ｺﾆｶﾙ底）

50×8

30×115●50mll培養管（ｺﾆｶﾙ底）

5×28

12～13×75～78●4～5mll採血管(ﾍﾞﾉｼﾞｪｸﾄ、ｲﾝｾﾊﾟｯｸ、ﾊﾞｷｭﾃｨﾅ、
ﾍﾓｶﾞｰﾄﾞ)12～13×100●7mll採血管(ﾍﾞﾉｼﾞｪｸﾄ、ｲﾝｾﾊﾟｯｸ、ﾊﾞｷｭﾃｨﾅ、ﾍﾓｶﾞｰﾄﾞ)

4,000

2,900

7×28

3,000

1,630

10×28

注 1)

12.0×105

10 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞｸﾐ（50 本/ｸﾐ）

16.0×100●10mll採血管(ﾍﾞﾉｼﾞｪｸﾄ、ｲﾝｾﾊﾟｯｸ、ﾊﾞｷｭﾃｨﾅ、
ﾍﾓｶﾞｰﾄﾞ)15 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞｸﾐ（50 本/ｸﾐ）

丸形バケット

S409810A

15×7S ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(4 個/ｸﾐ)

3,000

1,630

15×28

15

16.5×105

S409813A

50×1S ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(4 個/ｸﾐ)

4,000

2,770

50×4

50

35.0×100

50 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞｸﾐ（10 本/ｸﾐ）

S409976A

15TC×3S ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(4 個/ｸﾐ)

4,000

2,900

15(TC)×12

17×120●15mll培養管（ｺﾆｶﾙ底）

S409814A

15TC×4S ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(4 個/ｸﾐ)

4,000

2,900

15(TC)×16

17×120●15mll培養管（ｺﾆｶﾙ底）

S409815A

50TC×1S ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(4 個/ｸﾐ)

4,000

2,900

50(TC)×4

30×115●50mll培養管（ｺﾆｶﾙ底）

S410251A

160×1S ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(4 個/ｸﾐ)

4,000

2,900

160×4

52.0×120

160PP ﾎﾞﾄﾙ（10 本/ｸﾐ）

4,000

2,900

160×4

52.0×120

160PC ﾎﾞﾄﾙ（10 本/ｸﾐ）－

160PC ｷｬｯﾌﾟ（2 個/ｸﾐ）

61.6×135●250PPCO 広口ﾎﾞﾄﾙ ﾅﾙｹﾞﾝ(品番:3141-0250)

61.6×135●250PC 広口ﾎﾞﾄﾙ ﾅﾙｹﾞﾝ(品番:3140-0250)(4 個/ｸﾐ)

シールドキャップ

●4～5mll採血管(ﾍﾞﾉｼﾞｪｸﾄ、ｲﾝｾﾊﾟｯｸ、ﾊﾞｷｭﾃｨﾅ、
ﾍﾓｶﾞｰﾄﾞ)

4,000

S307334A

10×7S ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(4 個/ｸﾐ)

注3）

但 し 15TC×4S ｱﾀﾞﾌﾟﾀと 250 ﾎﾞﾄﾙ は使 用 できません。

注 1)

S409811A

S410523A

適用チューブ/ボトル(●は市販品をご使用ください)4,800

S409815A 50TC×1S ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(4 個/ｸﾐ)

シールドキャップ(Ф×Ｌ) ㎜

3,000

3,000

S409812A

4,170

15×7S アダプタ

チューブ寸法

4,000

2,900

10×28

－

－

－

－

－

4,000

2,900

250×4

－

－

4,000

2,900

250×4

S410252A

ｼｰﾙﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(4 個 /ｸﾐ)

注 1)

160
－
注 1)

但 し 15TC×4S ｱﾀﾞﾌﾟﾀと 250 ﾎﾞﾄﾙ は使 用 できません。

22

適用アダプタ/ラック/アッセンブリ等
ロータ形名
RT5S4

パーツ No.

S304026A
S304025A
S304024A
S304023A
S305550A

品名

最高
回転速度
(rpm)

10X10 ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ(4 個/ｸﾐ、ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ 50 本付属)
15X6 ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ(4 個/ｸﾐ、ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ 50 本付属)

最高遠心
加速度
(xg)

呼称容量
X 本数
(mℓ X 本)

適用チューブ/ボトル
実容量 チューブ寸法(mℓ )(φXL)mm （●は市販品をご使用ください。
）

2,190

10X40

7.5

3,600

15X24
2,350

15X8 ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ(4 個/ｸﾐ、

15X32

ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ 50 本付属)
15X10 ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ(4 個/ｸﾐ、ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ 50 本付属)
15TCX4 ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ(4 個/ｸﾐ)

12X105

10 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ (50 本/ｸﾐ)

15
16.5X105
注 1） 17X120
15
16.5X105
注 1） 17X120

15 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ (50 本/ｸﾐ)●15 mℓ 培養管（ｺﾆｶﾙ底）
15 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ (50 本/ｸﾐ)●15 mℓ 培養管（ｺﾆｶﾙ底）

3,000

1,630

15X40

15

16.5X105

15 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ (50 本/ｸﾐ)

4,600

3,910

15X16

注 1）

17X120●15 mℓ 培養管（ｺﾆｶﾙ底）

4,530

50X4

50

35X100

50 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ (10 本/ｸﾐ)

4,250

15X4

15

16.5X105

15 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ (50 本/ｸﾐ)

17X120●15 mℓ 培養管（ｺﾆｶﾙ底）

4,360
4,620

50X4
50X4

注 1）

30X115
30X115●50 mℓ 培養管（ｺﾆｶﾙ底）注 2）

2,350

50X8

50

35X100

50 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ (10 本/ｸﾐ)

2,200

15X8

2,900

50X4

50X1 ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ・ﾊﾞｹｯﾄｽﾀﾝ

S304148A

ﾄﾞ付属(ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ 10 本

463340付属)
15NBR アダプタ(B)(50x1
ｱｯｾﾝﾌﾞﾘに標準付属)

5,000

S408295A 50TS50 ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(4 個/ｸﾐ)

S305549A
S304147A
463340
S403793A
S409541A

50TCX1 ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ(4 個/ｸﾐ)
50X2 ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ(4 個/ｸﾐ、ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ 10 本付属)

3,600

15NBR ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(B) (4 個/ｸﾐ)
50mℓ ｼｰﾙﾄﾞﾊﾞｹｯﾄ(4 個/ｸﾐ)
50TC ｼｰﾙﾄﾞﾊﾞｹｯﾄ

4,000●50 mℓ 培養管（ｺﾆｶﾙ底）注 2）

15

16.5X105

15 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ (50 本/ｸﾐ)

注 1）

17X120●15 mℓ 培養管（ｺﾆｶﾙ底）

50

35X100

50 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ (10 本/ｸﾐ)

30X115●50 mℓ 培養管（ｺﾆｶﾙ底）注 2）

30X115●50 mℓ 培養管（ｺﾆｶﾙ底）注 2）(4 個/ｸﾐ)

RT2S2

S306706A

T7A－－
S408945A
S409424A

T7A2

50TCX2 ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ(4 個/ｸﾐ)－－
13A50T ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(B)(2 個/ｸﾐ)
15TA50T ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(B)(2 個/ｸﾐ)

3,600

2,390

50X8

2,000

700

96MPX4

6,410

50X8

30X115●50 mℓ 培養管（ｺﾆｶﾙ底）注 2）

5,860

13X8

17X101●丸底培養管ﾁｭｰﾌﾞ

6,250

15X8

17X120●15 mℓ 培養管（ｺﾆｶﾙ底）

7,000●ﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄ

328353A

50PA アツチューブ

38

10 本/ｸﾐ

328354A

50PC チューブ36

10 本/ｸﾐ

328342A

50SS チューブS306352A

50PP ボトルクミ

34

10 本/ｸﾐ

328352A

50PC ボトルクミ

36

10 本/ｸﾐ

S407959A

15TA50 ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(2 個/ｸﾐ)

6,000

4,550

15X10

注 1）

336712A

10GA50 ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(8 個/ｸﾐ)

4,000

2,030

10X10

7.5

2,060

－
－
－
－

T3SS3

S308786A

7,000

S308781A

6,570

ＭＰバケット(4 個/ｸﾐ)(標準付属)

3,400

23

注 1） 128X86X40

ＭＰアダプタ(4 個/ｸﾐ)(標準付属)

50X10

41

注 1）

29X1032 本/ｸﾐ

17X120●15 mℓ 培養管（ｺﾆｶﾙ底）

12X105

10 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ (50 本/ｸﾐ)

128X86X14●ﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄ

128X86X43●ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄ

128X86X74●ﾌｨﾙﾀ付ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄ

128X86X14●PCR 用 96 穴ﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄ(V 底)適用アダプタ/ラック/アッセンブリ等

ロータ形名

RT3S3 ※

実容量(mll)

チューブ寸法(Ф×L)㎜適用チューブ/ボトル(●は市販品をご使用ください)

S303830A

500PA ﾁｭｰﾌﾞ（4 本/ｸﾐ）

500×4

500

98×100500PA ﾁｭｰﾌﾞ（4 本/ｸﾐ）

336821A

ﾁｭｰﾌﾞﾗｯｸ BL（4 個/ｸﾐ）

5×120

注 1)

12×120●5 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ

336822A

ﾁｭｰﾌﾞﾗｯｸ GR（4個/ｸﾐ）

10×96

7.5

12×105

10 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ（50 本/ｸﾐ）

336823A

ﾁｭｰﾌﾞﾗｯｸ YE（4 個/ｸﾐ）

15×72

15

16.5×105

15 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ（50 本/ｸﾐ）

336824A

ﾁｭｰﾌﾞﾗｯｸOR（4個/ｸﾐ）

50×16

50

35×100

50 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ（10 本/ｸﾐ）

S307165A

ﾁｭｰﾌﾞﾗｯｸ BL(B)（4 個/ｸﾐ）

5×120

S307167A

ﾁｭｰﾌﾞﾗｯｸGR(B)（4個/ｸﾐ）

10×96

S307164A

ﾁｭｰﾌﾞﾗｯｸ YE(B)（4 個/ｸﾐ）

S303896A

ﾁｭｰﾌﾞﾗｯｸ 62×1（4 個/ｸﾐ）

S303581A

1,870

12×120●5 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ

12×120●5 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ7.5

12×105

10 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ（50 本/ｸﾐ）

15×72

15

16.5×105

15 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ（50 本/ｸﾐ）

50×16

50

35×100

50 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ（10 本/ｸﾐ）

注 1)

12×120ﾐ）ﾁｭｰﾌﾞﾗｯｸ 61×1（4 個/ｸﾐ）

S305077A

5×16

ﾁｭｰﾌﾞﾗｯｸ OR(B)（4 個/ｸS303580A

が黒色以外のロータは CF7D2 形

呼称容量
× 本数
(mll×本)

品名※ RT3S3 同形名でには使用できま

最大遠心
加速度
(x g)

パーツ No.

S307166A

ロータボディ部

最高
回転速度
(rpm)

5×16

ﾁｭｰﾌﾞﾗｯｸ 45.5×2（4 個/ｸﾐ）●5 ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ225×4

60×140175×460×120250×4

61.7×122●250mll平底ﾎﾞﾄﾙ(ﾅﾙｹﾞﾝ)

100×8

45×120●100mh丸型遠沈管(日電理化硝子)

3,000

ﾁｭｰﾌﾞﾗｯｸ 11.4×24

1,770（4 個/ｸﾐ）

1.5×9611×39

2.0×96せん。

S304666A
S304528A
S305213A
S307253A
S409427A

1,870

ﾁｭｰﾌﾞﾗｯｸ 13.2×18●ﾃﾙﾓﾍﾞﾉｼﾞｪｸﾄ●ﾃﾙﾓﾍﾞﾉｼﾞｪｸﾄⅡ、ｾｷｽｲｸﾞﾗｲﾅｰｲﾝｾﾊﾟｯｸ

6×72

15.2×75●ｾｷｽｲｲﾝｾﾊﾟｯｸ

10×72

15.6×100●ｾｷｽｲｸﾞﾗｲﾅｰｲﾝｾﾊﾟｯｸ

12.4～13.2●ﾃﾙﾓﾍﾞﾉｼﾞｪｸﾄ、ﾃﾙﾓﾍﾞﾉｼﾞｪｸﾄⅡ、

×75～103

ｾｷｽｲｲﾝｾﾊﾟｯｸ、ｾｷｽｲｸﾞﾗｲﾅｰｲﾝｾﾊﾟｯｸ

15(TC)×40

17×120●15mll培養管（ｺﾆｶﾙ底）50(TC)×28

30×115●50mll培養管（ｺﾆｶﾙ底）50(TC)×20

30×115●50mll培養管（自立型、ｺﾆｶﾙ底）

15×28

17×120●15mll培養管（ｺﾆｶﾙ底）

50×8

30×115●50mll培養管（ｺﾆｶﾙ底）

4～7×72（4 個/ｸﾐ）ﾁｭｰﾌﾞﾗｯｸ 17×10（4 個/ｸ

2,080

ﾐ）
50T7S ｱﾀﾞﾌﾟﾀ（4 個/ｸﾐ）
ﾁｭｰﾌﾞﾗｯｸ 29.5×5(B)（4 個/ｸﾐ）

1,870

15TC×7ｼｰﾙﾄﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ（4 個/ｸﾐ）

S409425A

50TC×2ｼｰﾙﾄﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ（4 個/ｸﾐ）

346977A
S305521A

ﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄ用 M ﾊﾞｹｯﾄ（4 個/ｸﾐ）
ﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄ用 MP ﾊﾞｹｯﾄ（4 個/ｸﾐ）●2.0mllﾏｲｸﾛﾁｭｰﾌﾞ

15.6×100

ﾁｭｰﾌﾞﾗｯｸ 15.5×18（4 個/ｸﾐ）●1.5mllﾏｲｸﾛﾁｭｰﾌﾞ

15.4×100

10×72

S304667A●培養管ﾁｭｰﾌﾞ(ﾌｧﾙｺﾝ)

注 1)

注2）

注2）

2,000

700

96MP×4

128×86×32●ﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄ

3,000

1,650

96DW×4

128×86×55●ﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄ/ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙﾌﾟﾚｰﾄ

注 1）市販チューブの実容量は、ロータ構造やチューブ形状等により、呼称容量よりも少なくなることがあります。
注 2）自立型 50mll培養管は使用できません。URL http：//www.hitachi－koki.co.jp/himac/ 市販チューブ
セレクションガイドを参照願います。
注 3）既納ＣＦ７Ｄ２でご使用になるにはＲＯＭ交換（有償）が必要となる場合があります。
注 4）市販チューブの材質などによっては、ご使用になるロータの最高回転速度に耐えられないものがありますので、ロータの取扱説明書と URL http：//www.hitachi－koki.co.jp/himac/ 市販チューブセレク
ションガイドをよくご覧ください。
24

1 6 . 据付け
遠心機を安全に、かつ機能を十分に発揮させるため、本体を据付ける際には下記の事項をお守りください。
！ 注意：本体を移動される場合は、必ずロータを取り外してから行ってください。
(1)電源
AC 単相 100V ± 10V、 15A、 50/60Hz
故障時に主電源を切断できるように、非常スイッチ（ブレーカ）を設置してください。
（遠心機が設置される部屋の外、または部屋の出口付近が望ましい）。

(2)据付け場所① 固くて平らな床に据付けてください。人が近くを歩行するとその振動が遠心機に伝わるような床や滑りやすい床は避けてください。
② 据付けする部屋の最適室温は 5～25℃です。25℃を越える室内でご使用されますと、ロータ保持温度が高くなります。また、直射日光の当たる場所は避けてください。
③ 冷却効率確保のため本体の両側面は 10cm 以上、後面は 30cm 以上の隙間を確保してください。
④ 熱を発生する装置の近くや水道設備の近くのような水撥ねする場所には据付けないでくだ
さい。大事な試料の温度上昇を招いたり、故障の原因になります。
(3)電源コード・アースの取り付け！ 警告：●感電事故防止のため、濡れた手で電源
コードに触れないでください。
●電源コードをコンセントから抜く時は、必ずプラグの部分を持って抜いてください。コードを引っぱることはお止めください。
①本機の電源コードは 3P プラグを採用しています。
3P プラグの 1P はアースになっており、コンセ
ントに差し込むだけで接地できるようになっています。
②2P アダプタをご使用の場合はアダプタから出ているアース線をコンセント側のアースに確実に接続してください。
③電気設備技術基準による D 種接地が必要です。
ご使用のコンセントが確実に接地されているか、
電気設備責任者の確認を取ってお使いください。

25

アース端子

２P アダプタ(4)キャスタの固定、ドレンホースのセット、および電源コードの配置■キャスタホルダでキャスタを固定してください。

■電源コードは足などで引っかけないように配置してください。

キャスタ
輸送用固定を外してドレン
ホースを下げる
電源コード

キャスタホルダ！ 注意：キャスタを固定しないと、異常振動時に本体が動いて危険です。

キャップ！ 警告：遠心機の周囲３０ｃｍ以内には、危険物を置かないでください。また運転中
は人が立ち入らないでください。

26

1 7 . チューブ、ボトルの取り扱いについて
チューブ、ボトルの洗浄、滅菌について
チューブ、ボトルの洗浄、滅菌条件は、下表により最適な方法で行ってください。

チューブ、ボトルの洗浄、滅菌条件○使用可 ×使用不可
材質
条件
酸性（PH5 以下）〃
（PH5 以上）
アルカリ性（PH9 以上）
洗浄液
洗 浄
〃
（PH9 以下）
中性（PH7）
温水（70℃以下）
超音波洗浄
中 性 洗 剤（PH7）高圧蒸気滅菌115℃（0.7kg／c ㎡）、30 分（オートクレーブ）
121℃（1.0kg／c ㎡）、20 分
126℃（1.4kg／c ㎡）
、15 分
滅 菌
煮沸滅菌
15～30 分紫外線滅菌
200～300nm
エチレンオキシド
ガス滅菌
ホルムアルデヒド
PA：ポリアロマー、PC：ポリカーボネート、PP:ポリプロピレン

PA

PC

PP

×
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
×
○
○

×
○
×
○
○
○
○
○
○
×
○
×
×
○

×
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
×
○
○

PCチューブ、ボトルの洗浄方法
PC材は、アルカリ性溶液に対し、耐薬品性が劣ります。特に中性洗剤でPH9以上になる洗剤の使用はさけてください。メーカのカタログ表示の濃度に希釈して用いてもPH9以上になるものがありますので注意してください。洗剤はPH7～PH9のものを使用してください。
（ロータ等の洗浄には、日立クリーニングセット（ブラシ付）Parts No.S305166Aをおすすめします。
）
PA、PC、PPチューブ、ボトルのオートクレーブについて
PAは120℃、PC、PPは130℃付近から軟化が始まりますので、オートクレーブはPAの場合115℃(0.7kg/cm2)30
分間、PC、PPの場合121℃(1.0kg/cm2)20分間で行ってください。これらの温度を越えますと変形することがあります。
また、滅菌槽に入れる場合は、次のことに注意してください。
(1)ボトルは縦方向に、入口を上向きにして入れてください。横向きに入れると自重により楕円に変形します。
(2)変形、破裂を防ぐため、スクリュキャップ、ナカブタを外してください。
(3)ボトルは滅菌槽が室温まで下がってから取り出してください。
チューブ、ボトルの使用条件と寿命
プラスチック製のチューブ、ボトルは使用する試料の性質、使用するロータの回転速度、温度など使用する条件により寿命が左右されます。
一般に使用される水系（PH5～9の範囲）の試料の場合には次のように規定しています。
最高許容回転速度で繰り返し使用した場合
チューブ、ボトル(PA、PC、PP) ･･････････････ 50回
市販品チューブ ･････････････････････････････ 1回
PCボトルは洗浄、滅菌など前処理の条件により寿命を次のように規定しています。
洗浄・滅菌
ガス滅菌
オートクレーブ
試料および湯洗
121℃×20分
中性(PH7)
50回
10回
弱アルカリ(PH7～9)
30回
5回
チューブ、ボトルでクレージング（ヒビ割れ）の発生したものは使用しないでください。
27

18.遠心加速度の計算のしかた
遠心加速度は下記の計算式、または計算表を用いて求められます。
■ 計算式 遠心加速度＝1,118×回転半径(cm) ×回転速度2(rpm) ×10－8■ 計算表 下図を使用し、遠心加速度は回転半径と回転速度を結んだ交点で得られます。
例では回転半径が15cmで回転速度が3,000rpmのときの遠心加速度1,500×gを示しています。

回転半径 (cm)ロータの最大半径

回 転
軸

最大半径

遠心加速度(Ｘg)

回転速度 (rpm)

ロータ形式
T5SS

最大半径（cm）
16.2

T4SS

16.2

RT5S4

16.2(15.1)

RT3S3

18.6(17.4)

T3SS3

15.95

RT2S2

15.7

T7A2

12.0

T7A

11.7

RT5S4 の（ ）寸法は、10X10 アッセンブリを使用したとき
RT3S3 の（ ）寸法は、M バケットを使用したとき

28

19.保守！ 警告： ●装置、ロータ、および付属品が有害物質、放射性物質、病原性物質あるいは感染性が否定できない血液等の試料で汚染された場合には、必ず使用者の定める適切な汚染除去の手順に従って処理してください。
●お買い求めいただいた販売店もしくは日立工機㈱のサービス担当に修理を依頼される場合、装置、ロータ、または付属品等が有害物質、放射性物質、病原性物質あるいは感染性が否定できない血液等の試料により、人の健康に被害を生ずる汚染された状態またはそのおそれがあるときは、必ず事前に装置使用者の責任において適切な消毒･汚染除去を行ってください。この消毒・汚染除去が完了するまで、日立工機㈱は装置の修理ができません。
●装置、ロータ、および部品等を返送される場合は、必ず事前に装置使用者の責任において適切な消毒・汚染除去を行い、巻末にとじ込まれている汚染除去書をコピーしご記入の上、修理・返却品等に添付してください。
日立工機㈱が当社施設で遠心機、ロータ、または付属品等を受け取り、当社の見解として有害物質、放射性物質、病原性物質あるいは感染性が否定できない
血液等の試料による汚染が除去されていないと判断した場合、装置の処理について指示をいただくためにお客様にご連絡させていただきます。装置の消毒・汚染除去等の処理にかかる費用は、お客様にご負担いただきます。この消毒、汚染除去が完了するまで、当社は修理や調査等ができません。
●ご相談、ご質問は、裏表紙の日立遠心機お客様相談センターにお問い合わせください。

！ 注意：●本取扱説明書に記載していること以外の操作や動作は行わないでください。
装置について何か不具合がある場合は、お買い求めいただいた販売店もしくは日立工機㈱のサービス担当にご連絡ください。
（１）定期自主検査について■ 遠心機をお使いのお客様(事業者)は、「労働安全衛生規則」 第１４１条等により、１年以内ごとに１回、定期的に遠心機の自主検査を行い、自主検査を行ったときは検査事項について記録し、これを３年間保存することになっております。また、自主検査を行った場合において異常が認められたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならないことになっております。
異常が認められた場合は、日立工機㈱サービス担当にご連絡ください。
■ 法律や条令の改正も考えられますので、関係法令等のご確認をお願いいたしますが、巻末にとじ込まれている遠心機定期自主検査表をご参考にしてご利用ください。
（２）保守契約について■ 本遠心機は、いつも安心してお使いいただけますよう保守契約を用意しています。長期間にわたりご研究に、お仕事に活用していただくためにもぜひ契約されますよう、おすすめ致します。
■ 保守契約の主な内容は以下のとおりです。
①定期点検を年 1 回実施します。ご希望により、年２回の定期点検もお受けいたします。
②点検して具合の悪い箇所は手直し、部品交換等の処置を行います。
③急なトラブルにもいち早く対応し、費用も割安となります。
詳しくは弊社、もしくはお買上げいただきました販売店までお問い合わせ下さい。
（３）補修用部品の保有期間について■ 遠心機の補修用部品の保有期間は、製造打ち切り後 7 年です。補修用部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
29

20.遠心機、ロータの廃棄（１）廃棄物は、お使いになったお客様が自らの責任において適正に処理することが「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 (廃掃法)で定められております。
遠心機、ロータ (バケット、チューブ、ボトルも同様です )を廃棄するときは、産業廃棄物処理の許可を持った廃棄物処理業者に廃棄処理を委託してください。
（２）本遠心機は、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」 (フロン回収破壊法)で規定されている第一種特定製品に該当し、フロンを冷媒とした冷却装置を使用しております。オゾン層の破壊・地球温暖化から地球環境を守るために、フロンをみだりに大気中に放出することは法律で禁止されております。
遠心機を廃棄する前に、都道府県知事の登録を受けた「第一種フロン類回収業者」に、フロンの回収を委託してください。
（３）遠心機の廃棄でお困りの場合は、裏表紙の日立遠心機お客様相談センターに問い合わせく
ださい。

注記：●廃棄する遠心機、ロータが、有害物質、放射性物質、病原性物質あるいは感染性が否定できない血液等の試料などで、人の健康に被害を生ずるような汚染が生じていたり、またはそのおそれがあるときは、廃棄物処理業者に汚染物質を使用された旨ご通知願います。
●本遠心機の冷却装置に使用しているフロン類の種類はＲ１３４ａです。詳しくは製品の表面にはり付けられている銘板を参照してください。
●遠心機の廃棄、フロンの回収には処理費用がかかりますが、法律により処理費用
は、遠心機をお使いになったお客様のご負担となります。

30

汚染除去書は、弊社におきまして修理等を行う場合に、安全に作業することを目的にご記入いただいております。
修理・返却品等をご返送いただく場合は、汚染除去書の各項目をご記入の上、修理・返却品等に添付してご返送ください。
汚染除去は、お客様が定める適切な汚染除去の手段に従った処置でお願いいたします。
日立工機株式会社 行

汚染除去書
記入日：

年

月

お名前：
印
会社（機関）名／学校名：
部署．部門名／学部・学科名 ：
電話番号：
住所：〒
－

この製品は、生物的および化学的汚染物質（放射性同位体を含む）を除去する処置を下記のとおり実施しました。
遠心機本体の形名：
ロータの形名：
付属品名：
使用した汚染物質名：
汚染除去の方法（条件等）：

汚染除去の日付：

シリアル番号
シリアル番号
シリアル番号

年

月日

日

（ご参考）遠心機定期自主検査表
部署：

検査年月日：西暦年

管 理 番 号：

検査実施者：

上長：

遠心機 形式：
区分

許容回転速度2 腐食、傷日（保存年月：３年）

検検査箇所

1 最高回転速度、

月

査

方

法

ロータ毎の最高回転速度、許容回転速度以上で使用していないか。
ロータのチューブ穴、バケットの穴底部は腐食し

ロ ー タ・駆 動 部ていないか。ロータに傷はないか。

検査の結果いずれかに○をつける

はい ・ いいえ

はい ・ いいえ

3 ロータの固定ロータの固定用ナットの締め付けは十分か。

4 スイング状態

スイングロータのバケットは滑らかにスイングするか。 はい ・ いいえ ・ 対象外

5 ロータのカバー

ロータカバーのネジ部に潤滑剤を塗布しているか。 はい ・ いいえ ・ 対象外

6 キャップ、

キャップ、チューブ、Ｏリングに変形、劣化はな

Ｏリング他
7 寿命管理・
保証期間
8 回転軸

いか。
使用記録ノート(ロータ運転日誌)で管理しているか。
ロータは保証期間以内か。
遠心機の回転軸とロータの回転軸挿入穴の表（クラウン）の清掃 面は１ヶ月に一度､清掃しているか。
9 回転軸の曲がり
10 減速停止の動作
遠心機本体 全般

11 運転音、振動、
遠心機外枠

回転軸に曲がり、ピンの変形は無いか。
減速停止動作は正常か。
（ブレーキの異常の有無）
運転時に振動、異音は無いか。遠心機の外枠に異常は無いか。

はい ・ いいえ ・ 対象外

はい ・ いいえ

はい ・ いいえ ・ 対象外

はい ・ いいえ
はい ・ いいえ
はい ・ いいえ

はい ・ いいえ

12 ロータ室

ロータ室の結露水はドレインから排出されているか。 はい ・ いいえ ・ 対象外

13 ラジエター

ラジエターは６ヶ月に一度清掃しているか。

14 ドアロック

ドア開放時回転しないか。回転中ドアは開かないか。 はい ・ いいえ

はい ・ いいえ ・ 対象外

遠心機は水平に保たれているか。
15 遠心機の設置

遠心機周囲 30ｃｍ以内は、運転中、人が立ち入ら はい ・ いいえない区域となっているか。

（１）検査の結果：補修の必要性 無し／有り（２）補修の必要性有りの場合の補修依頼内容：

ＭＥＭＯ

ＭＥＭＯ

保証
● 遠心機本体の保証
納入後 1 年間は、操作および保守に誤りがなかった場合のみ保証します。また、この製品は保証書付です。販売店で所定事項を記入のうえ、お客様にお渡ししますので、大切に保存してください。

● 口－夕の保証
各ロータの取扱説明書を参照してください。

付帯条件 保証期間内であっても下記に該当する場合は保証いたしません。
（1）正しい据付け状態で使用されなかった場合の故障（2）乱暴に取り扱ったり誤って使用になった場合の故障（3）ロータおよび遠心機の取扱説明書の記載に反した使用法、保守を行った場合の故障（4）据付け後、移動または輸送によって生じた場合の故障（5）当社の許可なく分解または改造された場合の故障（6）当社が認定した本製品用以外のロータやバケット、アダプタ、チューブ、ボトル等を使用された場合の故障（7）火災、地震等天災地変による場合の故障（8）消耗品および保証期間の限定されている部品（9）保証期間が過ぎているロータを使用し、このロータに起因する故障
なお、この保証は納入品の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害（試料、他の損害）はご容赦いただきます。

アフターサービス
安全に効率よくご使用いただくために、定期的に点検を依頼されることをおすすめします。
正常に動作しないときは、ご自分で修理なさらずに、お買上げいただきました販売店か、日立工機㈱ホームページ“ライフサイエンス機器のお問い合わせ”または同梱の“お客様ご相談窓口のご案内”に記載したサービス担当へお問い合わせください。
また、部品の注文や、取扱い上ご不明の点がありましたら、同様にお問い合わせください。

〒312‐8502 茨城県ひたちなか市武田 1060 番地
日立遠心機お客様相談センター

フリーダイヤル （0120）02‐4125（無料）（土・日・祝日・弊社特別休業日を除く 9：00～12：00 13：00～17：00）(URL http://www.hitachi-koki.co.jp/himac/)

医療機器製造販売許可番号

08B3X00002