クロマトグラフィーシステム

ÄKTA pure™ 25●初心者からエキスパートの研究者まで、研究進度に合わせて機能の追加・変更が自由自在●操作部分を装置前面に集約し、ストレスなく作業可能●歴代のFPLC～ÄKTA™designで培ったノウハウを継承し、変わらない安心感をご提供ÄKTA pure™は、予算や研究内容に応じて仕様を選択でき、機能を自由に組み合わせることができるシステムです。システム購入後も、機能を簡単に増設・変更するÄKTA pure 25 L with F9-R

ことができます。また、操作部分を装置前面に集約し、チャンバー内でも作業しや
すいデザインになりました。

ÄKTA pure 25 M with F9-C

制御ソフトウェアUNICORN™ではフェーズのドラッグ &ドロップ方式により、精製工程のプログラミングが簡単かつ柔軟に作成・編集可能なため、特別なプログラミ
ングスキルは必要ありません。これまでのユーザー様にも安心してお使いいただけます。

仕様
システム比較表
1 波長タイプÄKTA pure™
25 L1

ポ
ン
プ

モ
ニ
タ
｜

pH

2 波長タイプÄKTA pure™ 25 L2ÄKTA pure™ 25 T1

3 波長タイプÄKTA pure™ 25 T2ÄKTA pure™ 25 M1ÄKTA pure™ 25 M2

流速範囲(ml/min)

0.001～25(通常モード)、最大50(パッキングモード)

最大送液圧(MPa)

20

送液再現性

± 1.2%

UV モニター

U9-L

U9-T

U9-M

UV 最大測定波長数

1 波長(LEDランプ)

2 波長(LEDランプ)

3 波長(キセノンランプ)

波長域

280 nm

260、280 nm

190～700 nm

測定範囲-6～6 AU

光路長

2 mm(オプション：0.4 mm、5 mm)

2 mm(オプション：0.4 mm、5 mm)

2 mm(オプション：0.5 mm、10 mm)

電気伝導度

0.01～999.99 mS/cm
オプション

2023.06.27

バル
ブ

バッファーバルブ

2 本+2 本シンプル
(V9-IAB)

7 本+7 本アドバンス
(V9-IA+V9-IB)

2 本+2 本シンプル
(V9-IAB)

7 本+7 本アドバンス
(V9-IA+V9-IB)

2 本+2 本シンプル
(V9-IAB)

7 本+7 本アドバンス
(V9-IA+V9-IB)

カラムバルブオプション

5本
アドバンス(V9-C)

オプション

5本
アドバンス(V9-C)

オプション

5本
アドバンス(V9-C)

pH バルブオプション(V9-pH)

アウトレットバル
ブ

1 フラクション
シンプル(V9Os)

1 フラクション
シンプル(V9-Os)

10 フラクション
アドバンス(V9-O)

1 フラクション
シンプル(V9-Os)

10 フラクション
アドバンス(V9-O)

10 フラクション
アドバンス(V9-O)

サイズ：

535×470×630 mm(W×D×H)

重量：～53 kg

消費電力：

600 W (本体(フルオプション付き)＋フラクションコレクター)
400 W (PC、モニター、プリンター)

電源電圧：AC100～240 V、50/60 Hz (15 Aの単独ラインが必要)

使用温度：

4～35°C

制御PC：

制御解析PCには機器本体接続とは別にイーサネット対応ポートあり

ポンプ(サンプルポンプはオプション)

流速範囲：

システムポンプ：0.001～25 ml/min (通常モード)
最大50 ml/min (パッキングモード)
サンプルポンプ：0.001～50 ml/min

圧力範囲：

システムポンプ：0～20 MPa(200 bar)
サンプルポンプ：0～10 MPa(100 bar)

送液再現性：

システムポンプ：±1.2%

モニター
UV検出ユニット(U9-MまたはU9-L)
波長範囲：

U9-M：3波長同時測定 190～700 nm、1 nm ごと
U9-L：280 nm

直線性：U9-M：＜±2 %(2 AU まで)
U9-L：＜±5 %(2 AUまで)

光路長：

U9-M：2 mm(0.5 mm、10 mmはオプション)
U9-L：2 mm(0.4 mm、5 mmはオプション)

電気伝導度ユニット(C9n)
設定範囲：

0.01～999.99 mS/cm

pHユニット(V9-pH、オプション)
pH範囲：

0～14(精度保証は2～12)精度：±0.1 pH ユニット

分画採取
フラクションコレクター(F9-C)*1
サイズ：

390×585×320 mm(W×D×H)

重量：

21 kg

カセット：

3 ml、5 ml、8 ml、15 ml、50 ml試験管用
深底プレート用(24穴、48穴、96穴)*2

トレイ：

50 ml試験管
250 mlボトル*3

カセットあたり試験管/プレート数：3 ml試験管用：40本(直径10.5～11.5 mm、高さ50～56 mm)*4
5 ml試験管用：40本(直径10.5～12 mm、高さ70～76 mm)*4
8 ml試験管用：24本(直径12～13.3 mm、高さ96～102 mm)*4
15 ml試験管用：15本(直径16～17 mm、高さ114～120 mm)*4
50 ml試験管用：6本(直径28～30 mm、高さ110～116 mm)
深底プレート用：1枚(24穴、48穴、96穴)

トレイあたり試験管/ボトル数：

50 ml試験管用：55本(直径28～30 mm、高さ110～116 mm)*4
250 mlボトル用：18本(1辺または直径55～63.5 mm、高さ121 mm以下、口径30 mm以上)*4

設置可能カセット数：

6個まで取りこぼし防止機能：

アキュミュレーター、ドロップシンクロナイゼーション

フラクションコレクター(F9-R)
サイズ：

320×400×250 mm(W×D×H)

重量：

4.5 kg

最大試験管数：

175本(直径12 mm、高さ50～180 mm)
95本(直径18 mm、高さ50～180 mm)
40本(直径30 mm、高さ50～180 mm)*4

取りこぼし防止機能：

ドロップシンクロナイゼーション

アウトレットバルブ(V9-OまたはV9-Os)
最大分画数：

V9-O：10V9-Os：1

分取機能：あり

バルブ(システムによりオプション)
バッファーバルブ、サンプルバルブ

V9-IA・V9-IBまたはV9-IAB、V9-IS

インレット数：

V9-IA：7、V9-IB：7
V9-IS：8(バッファー用1を含む)
V9-IAB：4

エアセンサー：

V9-IA、V9-IB、V9-IS：内蔵V9-IAB：非搭載

カラムバルブ

V9-CまたはV9-Cs

接続カラム数：

V9-C：5
V9-Cs：1

圧力センサー：

V9-C：内蔵(入口および出口)
V9-Cs：非搭載

バイパス機能：あり

逆送液機能：

あり*1 開閉式のためサンプルを埃から保護できます。F9-Cでは逆相クロマトグラフィーのフラクション回収は行えません。F9-Rもしくはアウトレットバルブからの回収により対応可能です。逆相クロマトグラフイーを実施の場合は、ミキサー内部のO-ringを有機溶媒耐性のもの(O-ring 13.1 × 1.6 mm, high resistance、29011326 ミキサーサイズ 0.6ml, 1.4ml、5 mLに対応)と交換してください。その他配管変更のご注意点をまとめた資料をご覧ください。
*2 角穴の深底プレートのみ対応しています。推奨プレートについては取り扱い説明書(1.1項 フラクションコレクター)をご覧ください。
*3 広口の角型もしくは丸型ボトルに対応しています。推奨ボトルについては取り扱い説明書(1.1項 フラクションコレクター)をご覧ください。
*4 オプションです。

■ご注文情報
製品名

包装

コード番号

価格(円)

ÄKTA pure™ 25 L1(F9-C、PCセットを含む:Desktop、EW含む) *1

1式

問合せ

8,123,530ÄKTA pure™ 25 L1(F9-C、PCセットを含む:Desktop、EWなし) *2

1式

問合せ

7,661,530ÄKTA pure™ 25 L1
フラクションコレクター F9-C

次ページへ続く

■ご注文情報 前ページからの続き
製品名

包装

コード番号

価格(円)

ÄKTA pure™ 25 L1(F9-T、PCセットを含む:Desktop、EW含む) *3

1式

問合せ

7,353,130ÄKTA pure™ 25 L1(F9-T、PCセットを含む:Desktop、EWなし) *4

1式

問合せ

6,891,130ÄKTA pure™ 25 L1(F9-R、PCセットを含む:Desktop、EW含む) *3

1式

問合せ

6,992,630

ÄKTA pure™ 25 L1(F9-R、PCセットを含む:Desktop、EWなし) *4

1式

問合せ

6,530,630

ÄKTA pure™ 25 L2(F9-C、PCセットを含む:Desktop、EW含む) *1

1式

問合せ

10,353,130

ÄKTA pure™ 25 L2(F9-C、PCセットを含む:Desktop、EWなし) *2

1式

問合せ

9,891,130ÄKTA pure™ 25 L2(F9-T、PCセットを含む:Desktop、EW含む) *3

1式

問合せ

9,582,730

ÄKTA pure™ 25 L2(F9-T、PCセットを含む:Desktop、EWなし) *4

1式

問合せ

9,120,730

ÄKTA pure™ 25 L2(F9-R、PCセットを含む:Desktop、EW含む) *3

1式

問合せ

9,222,230ÄKTA pure™ 25 L2(F9-R、PCセットを含む:Desktop、EWなし) *4

1式

問合せ

8,760,230ÄKTA pure™ 25 T1(F9-C、PCセットを含む:Desktop、EW含む) *5 NEW

1式

問合せ

9,550,530ÄKTA pure™ 25 T1(F9-C、PCセットを含む:Desktop、EWなし) *2 NEW

１式

問合せ

9,026,530ÄKTA pure™25 T1(F9-T、PCセットを含む:Desktop、EW含む) *6 NEW

1式

問合せ

8,780,130ÄKTA pure™25 T1(F9-T、PCセットを含む:Desktop、EWなし) *4 NEW

1式

問合せ

8,256,130ÄKTA pure™25 T1(F9-R、PCセットを含む:Desktop、EW含む) *6 NEW

1式

問合せ

8,419,630

ÄKTA pure™25 T1(F9-R、PCセットを含む:Desktop、EWなし) *4 NEW

1式

問合せ

7,895,630

ÄKTA pure™ 25 T2(F9-C、PCセットを含む:Desktop、EW含む) *5 NEW

1式

問合せ

11,780,130ÄKTA pure™ 25 T2(F9-C、PCセットを含む:Desktop、EWなし) *2 NEW

1式

問合せ

11,256,130

ÄKTA pure™25 T2(F9-T、PCセットを含む:Desktop、EW含む) *6 NEW

1式

問合せ

11,009,730

ÄKTA pure™25 T2(F9-T、PCセットを含む:Desktop、EWなし) *4 NEW

1式

問合せ

10,485,730

ÄKTA pure™25 T2(F9-R、PCセットを含む:Desktop、EW含む) *6 NEW

1式

問合せ

10,649,230

ÄKTA pure™25 T2(F9-R、PCセットを含む:Desktop、EWなし) *4 NEW

1式

問合せ

10,125,230

ÄKTA pure™ 25 M1(F9-C、PCセットを含む:Desktop、EW含む) *7

1式

問合せ

10,554,930

ÄKTA pure™ 25 M1(F9-C、PCセットを含む:Desktop、EWなし) *2

1式

問合せ

9,937,530ÄKTA pure™ 25 M1(F9-T、PCセットを含む:Desktop、EW含む) *8

1式

問合せ

9,784,530ÄKTA pure™ 25 M1(F9-T、PCセットを含む:Desktop、EWなし) *4

1式

問合せ

9,167,130ÄKTA pure™ 25 M1(F9-R、PCセットを含む:Desktop、EW含む) *8

1式

問合せ

9,424,030

ÄKTA pure™ 25 M1(F9-R、PCセットを含む:Desktop、EWなし) *4

1式

問合せ

8,806,630

フラクションコレクター F9-T

フラクションコレクター F9-R

ÄKTA pure™ 25 L2
フラクションコレクター F9-C

フラクションコレクター F9-T

フラクションコレクター F9-R

ÄKTA pure™ 25 T1
フラクションコレクター F9-C

フラクションコレクター F9-T

フラクションコレクター F9-R

ÄKTA pure™ 25 T2
フラクションコレクター F9-C

フラクションコレクター F9-T

フラクションコレクター F9-R

ÄKTA pure™ 25 M1
フラクションコレクター F9-C

フラクションコレクター F9-T

フラクションコレクター F9-R

ÄKTA pure™ 25 M2
フラクションコレクター F9-C
次ページへ続く

■ご注文情報 前ページからの続き
製品名

包装

コード番号

価格(円)

ÄKTA pure™ 25 M2(F9-C、PCセットを含む:Desktop、EW含む) *7

1式

問合せ

12,784,530ÄKTA pure™ 25 M2(F9-C、PCセットを含む:Desktop、EWなし) *2

1式

問合せ

12,167,130

ÄKTA pure™ 25 M2(F9-T、PCセットを含む:Desktop、EW含む) *8

1式

問合せ

12,014,130

ÄKTA pure™ 25 M2(F9-T、PCセットを含む:Desktop、EWなし) *4

1式

問合せ

11,396,730

ÄKTA pure™ 25 M2(F9-R、PCセットを含む:Desktop、EW含む) *8

1式

問合せ

11,653,630

ÄKTA pure™ 25 M2(F9-R、PCセットを含む:Desktop、EWなし) *4

一式

問合せ

11,036,230

UV flow cell U9-0.5

1個

28979386

465,000

UV flow cell U9-10

1個

28956378

302,800

1個

18112824

386,200

pH valve kit V9-pH *9

1式29011359

367,800

pH electrode for V9-pH

1個

29387193

96,900

Inlet valve kit V9-IA *10

1式

29012263

731,700

Inlet valve kit V9-IB *10

1式

29012370

730,300

Inlet valve kit V9-IAB *11

1式

29011357

365,300

Inlet filter holder kit

1式

11000407

26,000Column selection valve V9-C *10

1式

29011367

981,800

Column valve V9-Cs *11

1式

29011355

415,000

Column valve (V9-Cm, 3 columns)

1式29383526

508,200

Outlet valve kit V9-O *10

1式29012261

484,800

Outlet Valve Kit V9-Os *11

1式

29011356

333,700

Sample pump S9

1個

29027745

1,110,000

Sample inlet valve kit V9-IS

1式

29027746

731,700

Fraction collector F9-C

1式

29027743

1,602,000

Cassette, for 50 ml tubes

2個

28956402

21,600Cassette, for 15 ml tubes

2個

28956404

21,600Cassette, for 8 ml tubes

2個

28956425

21,600Cassette, for 5 ml tubes

2個

29133422

21,600Cassette, for 3 ml tubes

2個

28956427

21,600Cassette, for deep-well plate

2個

28954212

21,600Tray, for 50 ml tubes

1個

28980319

66,900Tray, for 250 ml bottles

1個

28981873

211,100

Tray, for cassette

1個

28954209

28,500Tube rack 175×12 mm, bowl, tube support, holder and guide

1式

19868403

74,600Tube rack 95×10-18 mm, bowl, tube support, holder and guide

1式

18305003

86,000Tube rack 40×30 mm, bowl, tube support, holder and guide

1式

18112467

119,000

1個

28956270

フラクションコレクター F9-T

フラクションコレクター F9-R

UVモニター
U9-M用

U9-L用
Flow cell 5 mm, UPC-900(max, 20 ml/min)
pHバルブ

バッファーバルブ

カラムバルブ

アウトレットバルブ

サンプルポンプ

F9-C用アクセサリー

F9-R用アクセサリー

ホルダー
Column holder rod

114,600
次ページへ続く

■ご注文情報 前ページからの続き
製品名

包装

コード番号

価格(円)

Flexible column holder

1個

28956295

144,900

Column holder

1個

28956282

17,820Column clamp o.d. 10-21 mm

5個

28956319

9,690

Tubing holder, spool

1個

28956274

9,540

Tubing holder, comb

1個

28956286

9,540

Bottle holder

1個

28956327

38,400Air sensor L9-1.5 mm *12

1個

28956500

285,400

Air sensor L9-1.2 mm *12

1個

28956502

285,400

Adapter for air sensor

1個

28956342

21,900Bottle holder

1個

28956327

38,400External HDD

1台

問合せ

54,500I/O box E9

1式29011361

363,000

Extension box

1個

29110806

58,400Barcode scanner 2D with USB

1個28956452

販売終了

UNICORN™ 7 Column logbook lic

1 ライセンス

29702892

162,000

UNICORN™ 7 DoE concurrent license

1 ライセンス

29702880

323,700

UNICORN™ 7.0 Evaluation Classic *13

1 ライセンス

29702888

32,700UNICORN™ 7.0 Standalone Evaluation *14

1 ライセンス

29702886

48,600ÄKTA pure™ L Extended Warranty(1年延長、点検なし)

1 年間

29062818

462,000ÄKTA pure™ L Extended Warranty(1年延長、点検1回)

1 年間

29023249

603,200ÄKTA pure™ L Extended Warranty(2年延長、点検1回)

2 年間

29061933

873,300ÄKTA pure™ L Extended Warranty(2年延長、点検2回)

2 年間

29061855

1,221,000ÄKTA pure™ L Extended Warranty(4年延長、点検2回)

4 年間

29061949

1,835,000ÄKTA pure™ L Extended Warranty(4年延長、点検4回)

4 年間

29061874

2,505,000ÄKTA pure™ T Extended Warranty(1年延長、点検なし) NEW

1 年間

29729765

524,000ÄKTA pure™ T Extended Warranty(1年延長、点検1回) NEW

1 年間

29729764

676,600ÄKTA pure™ T Extended Warranty(2年延長、点検1回) NEW

2年

29729767

1,082,000ÄKTA pure™ T Extended Warranty(2年延長、点検2回) NEW

2 年間

29729766

1,356,000ÄKTA pure™ T Extended Warranty(4年延長、点検2回) NEW

4 年間

29729769

2,172,000ÄKTA pure™ T Extended Warranty(4年延長、点検4回) NEW

4 年間

29729768

2,809,000ÄKTA pure™ M Extended Warranty(1年延長、点検なし)

1 年間

29062819

617,400ÄKTA pure™ M Extended Warranty(1年延長、点検1回)

1 年間

29023250

795,500ÄKTA pure™ M Extended Warranty(2年延長、点検1回)

2 年間

29061934

1,233,000ÄKTA pure™ M Extended Warranty(2年延長、点検2回)

2 年間

29061857

1,611,000ÄKTA pure™ M Extended Warranty(4年延長、点検2回)

4 年間

29061950

2,591,000ÄKTA pure™ M Extended Warranty(4年延長、点検4回)

4 年間

29061875

3,304,000ÄKTA pure™ L 保守契約 フルケア

1 年間

29023208

602,100ÄKTA pure™ T 保守契約 フルケア NEW

1 年間

29729780

743,600ÄKTA pure™ M 保守契約 フルケア

1 年間

29023211

794,500ÄKTA pure™ L 保守契約 エキスパートケア

1 年間

29023219

496,200ÄKTA pure™ M 保守契約 エキスパートケア

1 年間

29023220526,800ÄKTA pure™ T エクステンデッドケア NEW

1 年間

29729781

1,209,000ÄKTA pure™ L エクステンデッドケア *15

2 年間

29023209

970,500ÄKTA pure™ L プリベンティブメンテナンス

1回

29192748

437,100ÄKTA pure™ T プリベンティブメンテナンス NEW

1回

29729792

507,600ÄKTA pure™ M プリベンティブメンテナンス

1回

29192749

488,500

その他のアクセサリー

Extended Warranty

保守契約サービス

点検サービス

次ページへ続く

■ご注文情報 前ページからの続き
製品名

包装

コード番号

価格(円)

ÄKTA pure™ L エッセンシャルケア

1年

29192638

372,500ÄKTA pure™ T エッセンシャルケア NEW

1年

29729782

430,600ÄKTA pure™ M エッセンシャルケア

1年

29192639

414,700*1 フラクションコレクターのカセットとして、標準でCassette, for deep-well plate (2-pack)(製品コード：28954212)が2個、Cassette, for 50 ml tubes (2pack)(製品コード：28956402)が1個付属します。Laptop PCをご希望の場合は別途お問合せください。
機器本体に加え、Extended Warranty(29062818)を含んだ価格です。EWは機器購入時にご購入いただける保守契約サービスです。
*2 フラクションコレクターのカセットとして、標準でCassette, for deep-well plate (2-pack)(製品コード：28954212)が2個、Cassette, for 50 ml tubes (2pack)(製品コード：28956402)が1個付属します。Laptop PCをご希望の場合は別途お問合せください。
*3 Laptop PCをご希望の場合は別途お問合せください。
機器本体に加え、Extended Warranty(29062818)を含んだ価格です。EWは機器購入時にご購入いただける保守契約サービスです。
*4 Laptop PCをご希望の場合は別途お問合せください。
*5 フラクションコレクターのカセットとして、標準でCassette, for deep-well plate (2-pack)(製品コード：28954212)が2個、Cassette, for 50 ml tubes (2pack)(製品コード：28956402)が1個付属します。Laptop PCをご希望の場合は別途お問合せください。
機器本体に加え、Extended Warranty(29729765)を含んだ価格です。EWは機器購入時にご購入いただける保守契約サービスです。
*6 Laptop PCをご希望の場合は別途お問合せください。
機器本体に加え、Extended Warranty(29729765)を含んだ価格です。EWは機器購入時にご購入いただける保守契約サービスです。
*7 フラクションコレクターのカセットとして、標準でCassette, for deep-well plate (2-pack)(製品コード：28954212)が2個、Cassette, for 50 ml tubes (2pack)(製品コード：28956402)が1個付属します。Laptop PCをご希望の場合は別途お問合せください。
機器本体に加え、Extended Warranty(29062819)を含んだ価格です。EWは機器購入時にご購入いただける保守契約サービスです。
*8 Laptop PCをご希望の場合は別途お問合せください。
機器本体に加え、Extended Warranty(29062819)を含んだ価格です。EWは機器購入時にご購入いただける保守契約サービスです。
*9 pH electrode(pH電極)は別途ご購入いただく必要があります。
*10 アドバンスタイプです。
*11 シンプルタイプです。
*12 Air sensorの取り付けには、Adapter for air sensor(28-9563-42)とBottle holder(28-9563-27)を別途ご購入いただく必要があります。
*13 従来のUNICORN™バージョンと同等の環境で結果解析をおこなう場合、使用するライセンスです。
*14 ÄKTA™を制御するPCとは別のPCで結果解析をおこなう場合、使用するコンカレントライセンスです*15 期間内に1回点検が含まれます。
注)ÄKTA pure™ 25にはInlet filter holder kit (11000407) が2式 標準装備です。

関連製品
製品名
Superdex™ 200 Increase, Superdex™ 200 columns
HiScale™ Columns and Accessories
ユニプレート：コレクションおよび分析用マイクロプレート(UNIPLATE Collection and Analysis Microplates)ÄKTA go™
ÄKTA pure™ 150
ÄKTA™ avant 25ÄKTA pure™ / ÄKTA™ avant用 ALIAS™オートサンプラー

www.cytivalifesciences.co.jp
掲載されている内容および価格は2023年06月現在のものです。価格は希望小売価格(消費税は含まれておりません)であり、単なる参考価格のため、弊社販売代理店が自主的に設定する販売価格を何ら拘束するものではありません。掲載されている製品は試験研究用以外には使用しないでください。掲載されている内容は予告なく変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。掲載されている社
名や製品名は、各社の商標または登録商標です。お問い合わせに際してお客さまよりいただいた情報は、お客さまへの回答、弊社サービスの向上、弊社からのご連絡のために利用させていただく場合があります。