プロダクトニュース

生産終了商品のお知らせ

発行日
2022 年 10 月 3 日
No. 2022096C

データ収集機器

センサネットワークコントローラ EW700シリーズ 生産終了のお知らせ

生産終了商品

推奨代替商品

センサネットワークコントローラ

センサネットワークサーバ

EW700-M20L
EW700-P40L

EQ100-E■最終受注年月2023年9月末■最終出荷年月2024年3月末■修理対応終了年月
2028年9月末■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点
EQ100-Eにはデマンド監視機能（ピーク電力監視機能）はありません。
EQ100-Eは内部メモリのデータ保存期間が1週間です。
1 週間以上の収集データを保存する場合は、SD カードを使用してください。

インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

20220906_DOP_00001

■生産終了商品との相違点
生産終了商品：EW700-M20L
推奨代替商品形式

本体の色

外形寸法

配線接続

取付寸法

定格性能

動作特性

操作方法

○◎◎◎

○○×

本体の色

外形寸法

配線接続

取付寸法

定格性能

動作特性操作方法○◎×◎

×××

EQ100-E

生産終了商品：EW700-P40L
推奨代替商品形式
EQ100-E◎ ： 互換○ ： ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
× ： 変更大－ ： 該当する仕様がありません■生産終了商品と推奨代替商品
生産終了商品EW700-M20L
EW700-P40L

推奨代替商品標準価格（￥）

EQ100-E
EQ100-E

220,000
220,000■本体の色
生産終了商品EW700-M20L、EW700-P40L

推奨代替商品EQ100-E
黒黒
EW700-M20L

EW700-P40L

2■外形寸法
生産終了商品EW700-M20L、EW700-P40L

推奨代替商品EQ100-E

生産終了商品EW700-M20L、EW700-P40L

推奨代替商品EQ100-E■取付方法

ねじ止めまたは、DINレール取付
取付穴加工寸法■定格／性能項目

生産終了商品EW700-M20L

推奨代替商品EQ100-E

EW700-P40L

デマンド監視機能（ピーク電力監視機能）

なし

定格電圧

AC100～240V（－15～＋10％）
50/60Hz

同左

消費電力15W以下

同左

あり

3なし

■定格／性能（つづき）
生産終了商品項目

最大計測チャネル数

EW700-M20L

EW700-P40L

200ch（10分計測）、40ch（1分計測）

200ch（10分計測）、
ピーク電力監視機
能有効時：30ch

推奨代替商品EQ100-E
最大500ch（計測デバイスの種別と収集間隔により制限あり

LAN―

100台（LAN直結できる計測デバイスの場合、接続方法で制限あり）

RS-485124台（31台×4ポート）

同左

1分、10分、30分、60分

1分／5分／10分／30分／60分

1ポート

2ポート（LAN1ポート、サブLAN1ポート）

ポー
ト数

4ポート

同左

最大接続台数

1ポートあたり31台（機器全体：31台×4ポート＝124台）

同左

通信プロト
コル

CompoWay/F

CompoWay/F、Modbus RTU

使用周囲温度－10～＋55℃（ただし、結露または氷結しないこと）

同左

保存温度－25～＋65℃（ただし、結露または氷結しないこと）

同左

使用周囲湿度

相対湿度25～85%RH

同左

保存湿度

相対湿度25～85%RH

同左

本体質量約700g

同左

保護構造

IP20

同左

入力点数

1点

1点（パルス入力）

定格入力電圧DC24V±10％DC12～24V －15％～＋10％

入力インピーダンス

約2.2kΩ

同左

入力電流10mA（TYP）

12V／5mA（TYP）、24V／10mA（TYP）

ON電圧／OFF電圧

DC17.4V以上／DC5.0V以下

DC10.2V以上／DC5.0V以下

入力パルス幅

5ms以上

同左

出力点数

4点（独立）

同左

最大負荷電圧DC30V

同左

最大負荷電流50mA／点

同左

オン抵抗

5Ω以下

同左

内部メモリ

約3年（計測間隔10分・200chの場合）※計測間隔、計測ch数により変動

1週間(1 週間より前の収集データは、古い順に新しい収集データで上書きされる仕様)

SDカード

1ヶ月分で約10MB使用（計測間隔10分・200chの場合）1ヶ月分で約623MB使用（計測間隔1分・500chの場合）

最大計測
デバイス
数
収集間隔

LANポート

通信 イン
ターフェー
ス

汎用入力

汎用出力

データ保
存能力

RS-4854■接続できる機器
生産終了商品EW700-M20L、EW700-P40L

推奨代替商品EQ100-E
EW700シリーズに接続可能機器はすべて接続可能です。

名称
小型電力量センサ
スマート電力量モニタ
電力量モニタ小型デジタルパネルメータ
電力計測ユニット
電力2 系統計測ユニット
パルス/温度入力ユニット
CT 増設ユニット

名称
小型電力量モニタ
電力量モニタ
電力量モニタ
小型電力量センサ
電力量モニタスマート電力量モニタ
電力計測ユニット
電力2 系統計測ユニット
パルス/温度入力ユニット
CT 増設ユニット
小型デジタルパネルメータ
デジタルパネルメータ
温度調節器
エアパーティクルセンサ
温湿度ステーション
簡易電力ロガー
電力量ステーション
微差圧ステーション
エア流量ステーション
無線ユニットマスタ
無線ユニットスレーブ(CompoWay/F)
温湿度センサ
照度センサ
温湿度照度センサ
CO2 センサ
無線ユニットスレーブ(パルスカウント)
PLC

形式
KM20-B40-FLK
KM50-□-FLK
KM100-T□-FLK
K3GN-□□□-FLK
KM1-PMU1A-FLK
KM1-PMU2A-FLK
KM1-EMU8A-FLK
KE1-CTD8E

Modbus RTU デバイス

5

形式
KM-N1-FLK
KM-N2-FLK
KM-N3-FLK
KM20-B40-FLK
KM100-T□-FLK
KM50-□-FLK
KM1-PMU1A-FLK
KM1-PMU2A-FLK
KM1-EMU8A-FLK
KE1-CTD8E
K3GN-□□□-FLK
K3HB-□□□-FLK3
E5□C
ZN-PD□□-S
ZN-THX21-S□
ZN-CTX21
ZN-KMX21
ZN-DPX21-S□
D6FZ-FGX21WZ-MLAN01
WZ-SRS01
WZ-STH01
WZ-SL01
WZ-STHL01
WZ-SCD01
WZ-SP01
CJ シリーズ
NJ シリーズ
NX1P シリーズ―■専用ツール
生産終了商品EW700-M20L、EW700-P40L

推奨代替商品EQ100-E

ブラウザインターフェース機能
汎用のパソコンの Webブラウザを使用してEW700の設定やメンテナ ンスを行うことができます。

Web UI 機能
汎用のパソコンのWebブラウザを使用してEQ100 の状態確認や収集データのグラフ表示、メンテナンスを行うことができます。

EasyEW-Manager
KM シリーズ(KM1 シリーズを除く)のセンサ本体の設定ツールです。センサおよび EW700 を設置した後に、EasyEW-Manager から簡単にセンサ本体への設定ができます。
また EasyEW-Manager で作成したセンサの設定は、EW700 の接続センサの設定にも利用できます。

EQ-Manager
EQ100 およびEQ サーバの各種設定と運用管理を行うソフトウェアです。接続センサの設定はできません。EQ100 に接続する前に、計測デバイス毎に通信設定含む本体設定、および計測設定を行ってください。

EasyEW-Logger
EW700 が蓄積している計測データを LAN 経由でパソコンに収集するツールです。

EQ-ServerService
Windows のサービスとして、バックグラウンドでデータの収集/提供を行うソフトウェアです。

EasyEW -Viewer
EasyEW-Logger がパソコンに収集した計測データからグラフを作成するツ ールです。表示グループを設定して積算電力量グラフを表示させたり、瞬時値のグラフを作成することができます。

EQ- GraphViewer
収集データのグラフ表示、分析を行うソフトウェアです。

動作環境
項目
OS

動作環境
項目
OS

対象ブラウザ
フレームワーク
画面サイズ

CPU
メモリ
ディスク容量環境
Microsoft Windows XP（32bit）SP3
Microsoft Windows Vista（32bit）
SP2
Microsoft Windows 7（32bit/64bit）
SPなし
Microsoft Windows 10（32bit/64bit) 注.EasyEW-ManagerはWindows 10に対応していません。
Internet Explorer 6.0、7.0 または8.0.NET Framework 3.5 SP1以降1024×768ピクセル以上の解像度、HIGH color 16ビット以上フルカラー
環境Intel CoreTM2Duoシリーズ相当以
上2GB以上（空きメモリ 500MB以上）
センサ接続最大数で想定する。
EW700：10台、センサ：1240台、計測間隔：1分計測、集約データ保存
期間：40ヶ月 ・センサ1台あたり：約537MB（562,850,400バイト） ・セン
サ 1240台 ：約650GB（697,934,496,000バイト）

対象ブラウザ
フレームワーク
画面サイズ

CPU
メモリ
ディスク容量6

環境
Windows7 32bit／64bit、Windows10 32bit／64bit、Windows Server 2008 R2 64bit、Windows Server 2012 R2 64bit、Windows Server 2016、 Windows
Server 2019

Internet Explorer 11,、Edge(Chromium).NET Framework 3.5
1024×768 ピクセル以上の解像度、HIGH color 16 ビット以上(フルカラー環境を推奨)
Intel Core i3 2GHz 相当以上
32bit:2GB 以上 / 64bit:4GB 以上
サーバＰＣ
・インストール容量 1GB 以上の空き・データ保存容量 400GB(収集間隔1 分、1000 チャネル、3 年間蓄積の場合の目安容量)
クライアントPC
・インストール容量 500MB 以上の空き■EQ100-EのEW700互換機能
生産終了商品EW700-M20L、EW700-P40L

推奨代替商品EQ100-E

プロジェクト変換機能
EasyEW-Logger の構成情報ファイルをEQ100 のプロジェクトに変換することができます。

エクスポート機能
EQ100 で収集したデータを CSV ファイルで出力します。 出力したデータは、 EW700 用 EasyEW シリーズソフトウェアで活用することができます。
インポート機能EasyEW-Logger が出力したファイルを自動的に EQ サーバにインポートします。 EW700 で収集したデータをEQ GraphViewer で活用することができます。
注意
EW700-P40Lのデマンド監視機能（ピーク電力監視機能）についてはサポートしておりません。

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。

7