m a s ss p e c t r o m e t r y

165.0910
260.1645ON
303.2067

NO

Thermo Scientific Q Exactive Plus
Orbitrap LC-MS/MS システム

OO

高感度な定性・定量同時分析のために定量プロテオミクス • メタボロミクス • リピドミクス •バイオ医薬品の開発研究から品質管理まで

Quanfirmation Plus			\,kwän-f r-'mä-shan pl s\
1:
1台の質量分析計で、より信頼性の高い同定、定量分析を同時に行うこと。

同義語 Q Exactive Plus mass spectrometer
Thermo ScientificTM Q ExactiveTM 四重極 -Orbitrap ハイブリッド質量分析計は QuanfirmationTM という革新的な概念を定義づけた装置です。Quanfirmationは、従来の定量分析では失われていた同定情報を精密質量情報とMS/MSで担保しながら、高分解能スペクトルによる高選択性、高精度の定量情報を網羅的に得る分析手法を指します。Q Exactive Plus はイオンガイドを改良し、より高感度にQuanfiermation 分析ができるようになりました。さらに、分析対象に応じてより高い分解能を実現する高分解能モードと、インタクトタンパク質のような高分子の分析を可能とするインタクトプロテインモードがオプションとして新たに加わりました。

Advanced Active BeamGuide (AABG)
RF Lens
Quadrupole Mass Filter with
Advanced Quadrupole
Technology (AQT)

Orbitrap Mass Analyzer●

Advanced Quadrupole Technology（AQT）
はプリカーサーイオンの選択性と透過率を向上し、●

Data-Indipendent Acquisition（DIA）とParallel Reaction Monitoring（PRM）
により●Advanced Active Beam Guide（AABG）
はノイズを低減し、●オプションのインタクトプロテインモードは高分子量イオンのトラップ効率を向上し、複雑なサンプル中の微量成分であっても高感度な分析を実現します。

HCD Cell

確かな定性情報とともに再現性の高い定量結果を得ることができます。

メンテナンス頻度を少なくすることができます。

インタクトタンパク質やその複合体までを分析対象とすることができます。

●

オプションの高分解能モードはプロテオミクス、リピドミクスなど近接した分子量のイオンが多数観測される試料に威力を発揮し、正確な検出と同定を可能にします。

2

バイオ医薬品の特性解析からプロテオミクスまで対応

同定数の比（Q Exactive Plus／Q Exactive）

Q Exactive Plus は抗体の特性解析から細胞、組織などの定量プロテオミクスまで幅広い分析に対応できます。

タンパク質の正確な同定
質 量 分 析 によるタン パク質 同 定 は もっとも 広く行 わ れ て
い る研 究 の ひとつ で す。Q Exactive Plus は Advanced
Active Beam Guide（AABG）とAdvanced QuadrupoleTechnology（AQT）によって感度と選択性が向上し、微量なタンパク質であってもより正確に同定することができます。

2Q Exactive PlusとQ Exactiveを比較すると、Q Exactive Plus
は少ないサンプル量のときにQExactive よりも多くのタンパク質を同定できている、すなわち高感度な同定分析ができていることが分かります。

1.5

11000

100

10

10.1

サンプル量（酵素消化物、µg）

100

リツキシマブ（rituximab）のL鎖
質量分解能１４万80

Q Exactive Plus インタクトプロテインモード

70

Q Exactive

60

インタクトタンパク質の解析
タンパク製剤やモノクローナル抗体（mAb）は、バイオテクノロジーによって医療用として工業的に生産されていまx4す。そのため、生産されたタンパク質のアミノ酸配列や糖修飾を正確に把握し、同等性が維持される必要があり50ます。生産の過程で不純物などを分析し、製造プロセス40が正常であるか、常にモニターすることも必要です。Q30

Exactive Plus のインタクトプロテインモードと高分解能20モードを用いることで、分子量５万のタンパク質の同位体10分離した質量スペクトルを高感度に得ることができます。
もちろん、酵素消化を行った精密質量とMS/MSによる正01355.5

1356.0m/z1356.5

確なペプチドマッピングにも Q Exactive Plus は高いパ1357.0

フォーマンスを発揮します。

Q Exactive Plusのインタクトプロテインモードによってより高感度な分析が可能となりました。

100

高分解能モードとインタクトプロテインモードを組み合わせることによって、抗体のH鎖を同位体分離して分析することができます。

Relative AbundanceRelative Abundance90

トラスツズマブ（Trastuzumab、HerceptinⓇ）
H鎖
質量分解能２８万
４０価イオン

50

01265.6

1265.8m/z

1266.01266.23最も正確な定量結果が得られます
7.0

タンパク質の標的定量はプロテオミクス、タンパク製剤開発な6.0

ど多くの研究活動で重要な分析です。Q Exactive Plus は高分5.0

イオン透過の改善率

確かな標的定量のために解能・精密質量（HR/AM）分析によるより正確な標的定量分析を実現します。Parallel Reaction Monitoring（PRM）と高分解能 SIM（HR/AM-SIM）によって、これまでにない選択性と高感度を得ることができます。

m/z 74m/z 195■ m/z 524
■ m/z 1622
標準的な四重極イオンガイド（基準）
■
■

■

4.0
3.0
2.0
1.00.01101001000

質量分離幅

Advanced Quadrupole Technology（AQT）
は、低質量域から高質量域まで幅広い質量分離幅の自由度と選択性を提供し、透過率を大幅に改善することで、より高感度で正確な定量分析を可能にします。

より最適化された
Data-Independent Acquisition
Data-Independent Acquisition（DIA）は、タンパク質の包括的な定性・ 定量同時分析をハイスループットで実現するため■

1.2の分析メソッドです。標的定量とは異なり、DIAメソッドの設

■

■

1.0

定はシンプルです。事前に標的を設定するための予備実験が不要で、サンプルに依存せずユニバーサルなメソッド設定がでm/z 524 - 選択幅 10 Dam/z 524 - 選択幅 25 Dam/z 524 - 選択幅 50 Da

0.8

きます。さらにQ Exactive Plus で分析した結果は、Thermo
Scientific PinPoint TM ソフトウェアで簡単に解析できるように0.6なっています。

0.4
プリカーサーイオンの選択幅を広く設定した場合、選択範囲内で透過率が異なると定量値に影響してしまいます。Advanced Quadrupole Technology（AQT）
では選択範囲内で均一な透過率が得られ、正確な定量結果を得ることができます。

0.2
0495505515

525m/z535545555ⓒ2013 Thermo Fisher Scientiﬁc Inc. All rights reserved.
● ここに記載されている商品名は、米国 Thermo Fisher Scientiﬁc およびその他の国における登録商標または商標です。
● ここに記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
● ここに記載の内容は、改善のために予告なく変更することがあります。
● ここに記載されている製品は研究用機器であり、医療機器ではありません。

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
分析機器に関するお問い合わせはこちら

0120-753-670

Fax.0120-753-671

本社 〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町 3-9 C 棟

E-mail : analyze.jp@thermoﬁsher.com

www.thermoscientiﬁc.jp

販売店
G1312 5000