BeamMonitor BM+
ビームモニタ プラス
ファイバーレーザ
ディスクレーザ
ダイオードレーザ

超短パルス

CO2 レーザ

450 – 1090 nm

10.6 µm

コースティック
パワーレンジ

50 W – 25 kW

生ビーム
最大ビーム発散角

100 mradビーム径5 – 70 mm

パワー
ビームプロファイル
ポインティングスタビリィ
方向特長
インターフェース

ユニークなビーム形状の分析
ビーム形状Ethernet

フォーカスシフト

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/ Rev.7.1
page 1p.1

テクニカルBeamMonitor BM+ は特殊な測定チップでレーザビームをスキャンする光学機械式スキャンタイプのレーザ計測システムです。レーザビームの一部を集める小さなピンホール又は反射ミラーが装備されています。 別の反射ミラーがレーザ光の一部を使用する波長に応じて選択した検出器に導きます。
回転ディスクを前方に移動させることでパワー密度分布を作成します。 測定チップの高速回転により高出力密度の分析が容易になります。 高ダイナミックレンジのADコンバータを使用しているので、非常に高い S/N 比が得られます。 非常に低い強度が高いピーク強度の隣に同じ精度で表示されます。
新しい LaserDiagnosticsSoftware LDS を使用すれば、一定間隔で自動的に繰返し測定するように BM+ を設定することができます。 測定結果を無制限で保存し、ビームのプロファイルや位置が長期間にわたってどのように変化するかを確認することができます。 インターバルを短くするために開発されたラインスキャンを使用すれば最大 25 Hz で測定可能です。
新しく開発されたアルゴリズムにより、長方形ビームの自動認識と分析が非常に簡単になりました。 横方向の長さに加えて、方位角、側面の急峻さ、平坦性、均一性などの多くのユニークなパラメータが正確に計算されます。

スクエアービーム測定の平面分析

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/ Rev.7.1 p.2
page 1

ビームモニタ プラスの仕様

BM+ 60BM+ 100S

測定パ ラメ ータ / ME A S U R E ME N T PA RA ME TE RS
パワーレンジ /Power range 1)

50 – 25,000 W

50 – 25,000 W

波長レンジ /Wavelength range

450 – 1,090 or 10,600 nm

450 – 1,090 or 10,600 nm

ビーム径 /Beam diameter5 – 42 mm (450 – 1 090 nm)
10 – 42 mm (CO2)

10 – 70 mm

0.1 kW/cm²

0.2 kW/cm²

10 kW/cm²

10 kW/cm²

最大発散角 /Max. beam divergence

100 mrad100 mrad照射時間 /Irradiation time

2 s – 無制限

2 s – 無制限

A/D変換 A/D conversion

16 bit16 bit標準測定周波数 /Nominal measuring frequency

Linescan 25 Hz

Linescan 30 Hz

最小パワー密度(CO2レーザのみ) Min. power density (CO only) 1)
2

最大パワー密度/Max. power density 1)

決定パ ラメ ータ / D E T E R MI N E D P AR A ME TE RS
ビーム位置 x,y /Beam position x, y

yes

yes

ビーム寸法 /Beam dimensions x, y

yes

yes

出力密度分布 /Power density distribution

2D, 3D2D, 3D

ラインスキャン /Linescan

yes

yes

デバ イスパラメータ / DE VI CE P AR A ME TER S
ワーキングレンジ x-y /Working range x-y

60 x 60 mm

100 x 100 mm

測定ウィンドウサイズ /Measurement window sizes0.1 x 0.1 mm – 60 x 60 mm

0.1 x 0.1 mm – 100 x 100 mm

分解能 /Resolution

32 x 32 – 1 024 x 1 024 px

32 x 32 – 1 024 x 1 024 px

測定チップの回転速度/Rotation speed of the measuring tip

1,562 min

1,562 min-1

精度(ビーム径)/Accuracy (beam diameter)

±5%

±5%

再現性(ビーム径)/Reproducibility (beam diameter) ± 3 %

±3%

-1

供給データ SUPPLY DATA
電源 /Power supply

24 V DC ± 5 %, max. 1.8 A

24 V DC ± 5 %, max. 1.8 A

Ethernet, RS485

Ethernet, RS485

通信 /COMMUNICATION
インターフェース /Interfaces

寸法・ 重量 /D I ME N S I O N S AND WE IGH T
寸法(LxWxH) /Dimensions (L × W × H)

316 × 212 × 83 mm

436 × 292 × 83 mm

重量 /Weight (approx.)

9 kg

10 kg1)

ご要望に応じて高パワー/低パワー、パワー密度も可能です。

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/ Rev.7.1
page 1p.3

アプリケーション:
レーザメーカー

サービス

自動車産業

品質管理

アデティブマニュファクチュア
リング

研究開発 R&D

プラントエンジニアリング

オートメーションシステムについて: BeamMonitor BM+ は、可視から中赤外までCW(連続波)の非集光レーザビーム診断ができる最新エレクトロニクスを備えた測定機器です。 ビーム位置、ビームサイズ、ビーム対称性、パワー密度分布などの重要なビームパラメータを迅速かつ確実に測定します。

優位点:現在のパワー密度に対応する測定チップと自動的に調整される検出器により、様々な種類のレーザやビーム形状を測定できます。 熱処理に使用される長方形のビームや様々な高出力用途で使用されるビーム形状の測定が可能です。 PRIMES LaserDiagnosticsSoftware LDS により簡単な操作で信頼性の高い測定結果が得られます。

要約： BM+ は比較的大きなサイズの非集光レーザビームのビーム品質を測定します。このデバイスは科学研究や工業用の高出力レーザの測定に適しています。厳しい産業環境で使用するために特別に開発されており、あらゆる種類の特殊な条件に適応できます。

For further information please visit www.primes.de/bm+| Max-Planck-Straße Rev.7.1
PRIMES GmbH2 | 64319 p.4
PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377
https://www.primes.de/ja/| Germany | www.primes.de Version: 7.1 EN - 10_2022 | Specifications subject to change without further notice.
Pfungstadt
page1