訂正再発行

プロダクトニュース

生産終了商品のお知らせ

発行日
2022 年 11 月 1 日
No. 2022095C(2)変位センサ

ローコスト短距離変位センサ Z4D-Fシリーズ 生産終了のお知らせ≪お断りとお願い≫
2022年10月発行のプロダクトニュースNo.2022095Cにおいて、変更がありました。
前回との変更点は、最終受注年月に「なお、製品がなくなり次第の販売終了とさせていただきます。」の追加です。
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回のお届けと差し替えをお願いいたします。

生産終了商品

推奨代替商品

ローコスト短距離変位センサ

マイクロ変位センサ

Z4D-F04A
Z4D-F04D

Z4D-C01■最終受注年月2023年9月末
なお、製品がなくなり次第の販売終了とさせていただきます。

■最終出荷年月2023年12月末■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点
・外形寸法、取りつけ穴加工寸法が異なります。
・電源電圧、配線等が異なります。
また、推奨代替品はＰＬＳ端子にパルス信号を加えることでセンサ出力が得られます。
お客様でパルス信号の入力を実施ください。
・検出範囲が4±1.25mmから6.5±1mmへ変更となります。
・分解能が5μm以下から10μm以下へ変更となります。
・リニアリティが±1％F.S.から±2％F.Sへ変更となります。

■生産終了商品との相違点
推奨代替商品形式
Z4D-C01

本体の色

外形寸法

配線接続取付寸法

定格性能

動作特性

操作方法

×××××××◎ ： 互換○ ： ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
× ： 変更大－ ： 該当する仕様がありません■生産終了商品と推奨代替商品
生産終了商品

推奨代替商品標準価格（￥）

Z4D-F04D

Z4D-C01

オープン価格Z4D-F04A

Z4D-C01

オープン価格

インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

20221011_DOP_00001

■本体の色生産終了商品Z4D-F04A / Z4D-F04D

推奨代替商品Z4D-C01

ケース:黒プリント基板：緑
本体：黒
コネクタ
：青

■外形寸法生産終了商品
Z4D-F04A / Z4D-F04D
Z4D-F04A

Z4D-F04D

2■外形寸法（つづき）
推奨代替商品Z4D-C01
Z4D-C01■端子配置／配線接続
推奨代替商品Z4D-C01

生産終了商品Z4D-F04A / Z4D-F04D
Z4D-F04A

Z4D-C01

Z4D-F04D

3■取付寸法
生産終了商品Z4D-F04A / Z4D-F04D

推奨代替商品Z4D-C01

取りつけ穴加工寸法

取りつけ穴加工寸法4■定格／性能
生産終了商品Z4D-F04A / Z4D-F04D

項目
光源（発光波長）

推奨代替商品Z4D-C01

赤色発光ダイオード（700nm）

投光スポット径

1.5×1.5mm以下（測定中心距離にて）

検出範囲

4±1.25mm

感度

赤外発光ダイオード（940nm）*1―*26.5±1mm*2―

分解能－1.4ｍV／μm±10％以下*2*3―±10μm以下*5*6―

2％F.Ｓ.以下*70.15％F.S./℃ *8――5μm以下*4

リニアリティ

±1％F.S.

温度特性応差―応答時間
接続インピーダンス

40μm

*2―

5ms以下

*91.5ms以下

tr1：100μs以下 *10 、tr2：500μs以下 *11200kΩ以上

*12―

―

電源電圧

DC12V～24V±10％ リップル電圧10m V （p-p）
以下

5Ｖ±10％ リップルノイズ10mVp-p以下

消費電流35mA以下―出力

アナログ出力1～5V（1.6V/mm±10％）

ON/OFF出力
NPNオープンコレクタ、
DC12～24V 50mA以下

アナログ出力0.2Ｖ～（VCC－0.3）Ｖ*13

パルス発光制御電圧―

3.5V～Vcc*13LED非点灯時間―600μs以上*14表示灯PWRランプ
電源印加時：点灯（緑）ALMランプ
光量適正時：消灯
光量不足時：点灯（赤）STBランプ
光量適正時：点灯（緑）光量不足時： 消灯
OPEランプ
出力ON時 ：点灯（橙）
出力OFF時： 消灯―

使用周囲照度

受光面照度 白熱ランプ：3,000lx以下、太陽光：10,000lx以下―

周囲温度範囲

動作時：－10～＋55 ℃保存時：－15～＋60℃（ただし、氷結、結露しないこと）―

周囲湿度範囲

動作時：35～85％RH、保存時：35～95％RH（ただし、結露しないこと）―

20MΩ以上（DC500Vメガにて）

―

絶縁抵抗
耐電圧

AC1,000V 1min リード線一括とケース部―

振動（耐久10～500Hz 片振幅 1mm以下 X、Y、Z方向、各11min 3掃引
2500m/s X、Y、Z各方向3回 （計18回）

10～150Hz 片振幅 0 . 3 5 mm以下
50m / s 2 、 X、Y、Z方向、各8min 1 0 掃引
150m/s2 X、Y、Z各方向3回 （計18回）

0.6N･m以下

0.6N･m以下

衝撃（耐久取りつけ強度
保護構造

IEC規格 IP50

―

接続方式

コネクタタイプ

コネクタタイプ

約10g

3.6g

質量
材質

ケース：ABS
検出部：ポリカーボネート

ケース：ポリカーボネート
カバー：ポリカーボネート
レンズ：PMMA

絶対最大定格（Ta=25℃）

生産終了商品Z4D-F04A / Z4D-F04D

項目

推奨代替商品Z4D-C01

電源電圧(Vcc)―

7VDC

パルス発光制御信号
（PLS）

―

7VDC

LED発光パルス（tFP）

―

100ms

動作温度（Topr）―－10～＋65℃（ただし、氷結、結露しないこと）

保存温度（Tstg）―－25～＋80℃

5*1 ピーク強度の1/e2の幅で定義。主ビームのまわりにサブビームが見えることがあります。
*2 対象物 70%反射紙（マンセルN8.5ツヤなし）*3 「. 感度」=「直線の傾き」で単位長さ当たりに変化する出力電圧の製品間ばらつき*4 アナログ変位出力の peak to peak の変位換算値：対象物は N8.5 マンセル紙（つや無し）、測定中心距離、電源リップルノイズ 10mV（p-p）以下。

*5 以下の弊社指定の条件下での出力信号の電気的なノイズ幅を距離に変換した参考値(1) オシロスコープで４回平均後の波形でノイズ幅を測定(2) 電源電圧（VCC）のリップルノイズ 10ｍＶp-p 以下(3) 対象物までの距離が取付基準面から 6.5ｍｍ(4) 応答時間 tr2 における電圧を適用*6 N8.5 マンセル紙（つや無し）。検出時における変位出力電圧の直線からの誤差の peak to peak。対象物によって精度が変わることがあります。
*7 出力信号の直線性からの誤差の peak to peak の値
２％F.S（. フルスケール）とは以下の値を示します。
(1) 距離フルスケール換算値：2mm×0.02=0.04mm（40μm）(2) 出力電圧換算値：1.4mV/μm×40μm=56mV （感度が1.4mV／μmのセンサの場合）*8 測定中心距離にて。
*9 変位量が、ステップ状に変化（10～90％）したときのアナログ変位出力の立ち上がり時間（tr）、立ち下がり時間。

*10 tr1： 出力電圧の10％－90％の立ち上がり時間*11 tr2： PLS立上り→測定値出力までのセットアップ時間*12 接続する機器などの入力インピーダンスを示します。
*13 パルス入力と出力の関係

・出力はパルス入力に応じています。PLSの立上りよりセットアップ時間（tr2）後、距離を出力します。
・セットアップ終了後、距離に応じた出力を約80μsごとに更新します。

＊80μs ごとに出力を更新します。PLS が LOW になるとリセットされ、次の PLS 入力の立上りから再びセットアップを開始します。
*14 瞬間的にＬＥＤをＯＦＦ→ＯＮの切替をするときは６００μｓ以上のＯＦＦ時間が必要です。

6

■動作特性
生産終了商品Z4D-F04A / Z4D-F04D

推奨代替商品Z4D-C01

Z4D-F04A

Z4D-F04D

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。

7