積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶

ラブスフェア社製

積分球＆標準反射板

積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
積分球の原理LEDチップ、LEDアレイ、LED照明、バックライト、ディスプレイなど、ほとんどすべての光源は観察する方向によって明るさが異なります（図１）。このような光源の全光量を測定するひとつの方法はすべての方向の明るさを測定することです。
しかしながら、そのための装置は大変高価でしかも非常に長い測定時間を必要とします。この問題を解決できるのが積分球です。積分球の内壁は反射率が高く拡散性に優れたコーティングが施されています。積分球の中心に光源を置くと、光源から放射された光は積分球の内壁に当たり拡散反射します。拡散反射された光は再び積分球の内壁に当たり拡散反射を繰り返します。このようにして、積分球内で光はかき混ぜられ、もともと観察する方向によって明るさの異なっていた光であっても、積分球内はほとんど均一な明るさになります（図２）。この均一な明るさは、光源の全光量に比例しますので、複数の光源の全光量を相対比較することができます。仮に光源のひとつが絶対値の判っているもの（例えば標準ランプ）であれば、それ以外の光源についても計算で絶対値を求めることができます。

積分球を用いた測定のイメージ

検出器

図２

図１

積分球の選び方
コーティング材■スペクトラフレクト ［300nm〜1300nm］
最も一般的に使われている硫酸バリウムのコーティング材で、コスト的に最も優れています。
小型積分球から内径3メートルの大型積分球まで幅広い用途にご利用いただけます。

■パーマフレクト ［350nm〜1200nm］
耐水性の拡散反射コーティング材ですので、洗浄が可能です。
スペクトラフレクトとほぼ同じ反射特性を示しますが、特注の積分球・拡散板のみの対応になります。

■スペクトラロン ［250nm〜2500nm］
熱可塑性樹脂の粉末を押し固めてベーキングしたものです。もともとはNISTによって提唱されたもので、現在では標準反射板としても広く用いられています。使用可能な波長範囲が広く、さらに耐久性に優れていることが大きな特長です。欠点は薄すぎると
入射光の一部が透過し反射率が低下してしまうこと、スペクトラフレクト（硫酸バリウム）と比較して高価であることです。

■インフラゴールド ［1μm〜20μm］

スペクトラフレクト［300nm〜1300nm］
パーマフレクト［350nm〜1200nm］
スペクトラロン［250nm〜2500nm］
インフラゴールド［1μm〜20μm］

1

http://www.oceanphotonics.com

20μm

2500nm1300nm1000nm

300nm

250nm

梨地に金メッキを施したもので赤外領域での測定に使用されます。炭酸ガスレーザをモニタする際の減衰器として、あるいはフーリエ変換赤外分光測定などで使用されます。ただし、拡散性がやや悪いという欠点があります。

積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
積分球の大きさ
被測定物の大きさによって決めます。被測定物が細長いものであれば長さの1.5〜２倍以上、板状のものであれば対角線の２〜３倍以上の直径が必要です。

L

L

Lの1.5〜2倍Lの2〜3倍スループット
検出器の大きさを一定として考えると、積分球が大きければ大きい程、光は検出器に到達するまでにより多くの反射を繰り返すことになります。したがって積分球の｢光をかき混ぜる｣働きから言えば、積分球は大きければ大きいほど良いことになります。しかし、コーティングの反射率が100%ということはありえませんので、反射を繰り返すことによって少しずつ光量は小さくなってしまいます。 もともとの光量に対して積分球から出射される光の割合を｢スループット｣と言い、概ね積分球直径の二乗に反比例します。つまり、積分球の直径が２倍になれば、スループットは約1/4になります。

ポートの大きさ
積分球に開けるポートの大きさは積分球の大きさによって決まります。ポート直径は積分球直径の1/3〜1/4以下の大きさであることが理想的です。 さらに、ポートの総面積は積分球の表面積の５％以下が好ましいとされています。

180°

北極

90°

SPHシリーズカスタム積分球では、ポート数に応じて位置が決められています。最大で５個までのポートを選ぶことができ、赤道上の０°
、90°
、180°
、270°
と北極（NP）
がポート位置になります。また、南極位置にはロッド取付
ねじがあります。
GPSシリーズスタンダード積分球もポート数に応じて位置が決められていますが、3個ポートと４個ポートの２種
類です。

側面図

270°

ポートの位置上面図0°

ロッド取付ねじ

バッフル（遮光板）
センタバッフル

検出器

光源

ポートA

ポート間バッフル

http://www.oceanphotonics.com

検出器

積分球が積分球として機能するためには、光源から放射された光が拡散反射を繰り返すことが必要です。したがって、光源から放射された光が検出器に直接入射することは絶対に避けなければなりません。そのために光源と検出器の間にバッフルを配置します。右図のポートAの位置に検出器を取り付ける場合はセンタバッフルをポートの前に取り付けます。また、光源が中心に置かれた場合も同様です。
一方、光源に対して検出器がポートBの位置であった場合はポート間バッフルを取り付けます。バッフルには積分球内壁と同じコーティングが施されていますので、その悪影響は最小限に抑えられます。しかし、無用に多くのバッフルを取り付けると、スループットを低下させてしまうことになりますので注意が必要です。

ポートB

2

積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
GPSシリーズ スタンダード積分球

GPSシリーズ スタンダード積分球は様々なコーティング材の種類、サイズ、そしてポート数の積分球を標準品としてご用意しています。これらの中からお客様の測定に合ったものを選択する事が可能です。全ての積分球は南極(SP)の位置にロッド固定用のネジ切り(1/4-20)がしてあります。＊カスタム対応が可能なSPHシリーズカスタム積分球もご用意しています。

積分球内径

ポート配置

内面のコーティング材の種類により積分球の内径が異なります。
スペクトラフレクト（SF）：3，4，6インチ
スペクトラロン（SL）：1，2，3.3，5.3インチ
インフラゴールド（IG） ：1，2，3，4，6インチ

それぞれの内径の積分球でそれぞれ3ポート／4ポートのタイプがあります。
3ポートタイプ ：赤道上の0°
, 90°
, 北極
4ポートタイプ ：赤道上の0°, 90°, 180°, 北極

バッフル(遮光板)
GPSシリーズ全ての積分球の、0°と90°のポート間にバッフル（遮光板）が配置されています。

※コーティング材の特性についてはP1をご覧ください。

コーティング材の種類と型番
スペクトラフレクト（SF）
波長範囲
反射率
耐熱性
耐レーザパワー：300〜1300nm：> 98%：100℃：1.7J/cm2※球タイプ
3, 4, 6インチ

積分球内径
（インチ）

3P-GPS-030-SF

3

1.00

1.00

n/a

1.00

4P-GPS-030-SF

3

1.00

1.00

1.00

1.00

3P-GPS-040-SF

4

1.50

1.00

n/a

1.00

4P-GPS-040-SF

4

1.50

1.00

1.00

1.00

3P-GPS-060-SF

6

2.50

1.00

n/a

1.00

4P-GPS-060-SF

6

2.50

1.00

1.00

1.00

パーマフレクト（PF） OEM & 特注対応
波長範囲
反射率
耐熱性
耐レーザパワー3

ポートサイズ（インチ）型 番（球タイプ）：350〜1200nm：> 94%：80℃：N/A

http://www.oceanphotonics.com

0°

90°

180° 北極（NP）

積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
スペクトラロン（SL）
波長範囲：250〜2500nm

反射率：> 99%

耐熱性：350℃

耐レーザパワー：< 4J/cm2※キューブタイプ
1インチ、2インチ※球タイプ
3.3インチ、5.3インチ

ポートサイズ（インチ）

型 番（キューブタイプ）

積分球内径
（インチ）

3P-GPS-010-SL

1

0.25

0.25

n/a

4P-GPS-010-SL

1

0.25

0.25

3P-GPS-020-SL

2

1.00

4P-GPS-020-SL

2

1.00

0°

ポートサイズ（インチ）型 番（球タイプ）

積分球内径
（インチ）

0.25

3P-GPS-033-SL

3.3

1.50

1.00

n/a

1.00

0.25

0.25

4P-GPS-033-SL

3.3

1.50

1.00

1.00

1.00

0.50

n/a

0.50

3P-GPS-053-SL

5.3

2.50

1.00

n/a

1.00

0.50

0.50

0.50

4P-GPS-053-SL

5.3

2.50

1.00

1.00

1.00

90°

180° 北極（NP）

0°

90°

180° 北極（NP）

インフラゴールド（IG）
波長範囲
反射率
耐熱性
耐レーザパワー：1〜20μm：> 94%：−：19.3J/cm2 @10.6μm※キューブタイプ
1インチ、2インチ※球タイプ
3インチ、4インチ、6インチ

ポートサイズ（インチ）

型 番（キューブタイプ）

積分球内径
（インチ）

3P-GPS-010-IG

1

0.25

0.25

n/a

4P-GPS-010-IG

1

0.25

0.25

3P-GPS-020-IG

2

1.00

4P-GPS-020-IG

2

1.00

0°

ポートサイズ（インチ）型 番（球タイプ）

積分球内径
（インチ）

0.25

3P-GPS-030-IG

3

1.00

1.00

n/a

1.00

0.25

0.25

4P-GPS-030-IG

3

1.00

1.00

1.00

1.00

0.50

n/a

0.50

3P-GPS-040-IG

4

1.50

1.00

n/a

1.00

0.50

0.50

0.50

4P-GPS-040-IG

4

1.50

1.00

1.00

1.00

3P-GPS-060-IG

6

2.50

1.00

n/a

1.00

4P-GPS-060-IG

6

2.50

1.00

1.00

1.00

90°

180° 北極（NP）

http://www.oceanphotonics.com

0°

90°

180° 北極（NP）

4

積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
GPSシリーズ

スタンダード積分球用アクセサリ

ポートフレーム（PF-XXX)

ポートプラグ（PP-XXX-SF/IG/FB)

ポートフレームは積分球ポートのアクセサリ設置部です。積分使用しないポートはポートプラグで塞ぎます。ポートプラグの球のポートフレームに各種アクセサリを取りつける事で光ファ
イバや光源、そして検出器などを設置する事が可能です。
標準品にお考えのご用途に合うアクセサリがない場合は、特注も可能ですので是非ご相談ください。
XXX：025〜250（0.25インチ〜2.5インチ）

内面は積分球と同じコーティングが施され、積分球としての性能が損なわれないようになっています。
XXX：025〜500（0.25インチ〜5インチ）

2-M3

ポートサイズ

φA

φB

φC

PP-025-SF/IG

0.25

0.31

0.50

0.74

0.74

PP-050-SF/IG

0.50

0.56

0.75

0.99

1.00

1.24

PP-100-SF/IG

1.00

1.06

1.25

1.49

PF-1501.50

1.74

PP-150-SF/FB

1.50

1.56

1.75

1.99

PF-2002.00

2.24

PP-200-SF

2.00

2.06

2.25

2.49

PF-2502.50

2.74

PP-250-SF

2.50

2.56

2.75

2.99

PP-500-SF

5.00

5.06

5.25

5.49

φA

φC

0.24

φB
φA

Port Size

a

a

0.17

型

番

ポートサイズ

フレーム外径PF-0250.25

0.49

PF-0500.50

PF-100

サイズはすべてインチです。

型

番

サイズはすべてインチです。

ポートリデューサ（PR-XXX-YYYY-SF/IG/FB)

ポートプラグ（PP-XXX-SL)

ポートプラグに小さな穴を開けた形状で、ポートの大きさを小さくするためのものです。X.XXインチポートプラグにY.YYY
インチの穴が開いたものです。
XXX：100〜400（1インチ〜4インチ）
YYYY：0125〜3000（0.125インチ〜3インチ）

スペクトラロン積分球用のポートプラグです。
XXX：025〜250（0.25インチ〜2.5インチ）

φA

φC
φB

φC

0.24
φA

2-M3

a

0.5

B
a

型

番

φA

φB

φC

PR-100-YYY-SF/IG/FB

0.125，
0.25，
0.5，
0.75

1.24

1.49

PR-150-YYY-SF/IG/FB

0.5，
1.0

1.74

PR-200-YYY-SF/IG/FB

1.0

PR-250-YYY-SF/IG/FB
PR-400-YYY-SF/IG/FB型

番

ポートサイズ

φA

φB

φC

PP-025-SL

0.25

0.74

0.80

0.24

1.99

PP-050-SL

0.50

0.99

0.82

0.49

2.24

2.49

PP-100-SL

1.00

1.49

0.84

0.99

0.5，
0.75，
1.0，
1.5，
2.0

2.74

2.99

PP-250-SL

2.5

2.99

0.88

2.49

1.0，
2.0，
3.0

4.24

4.49

サイズはすべてインチです。

サイズはすべてインチです。

5

http://www.oceanphotonics.com

積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
ポートフレームリデューサ（PFR-FM/M-XXX-YYY-SF/IG/FB）

ポートアダプタ（PA-XXX)

ポートフレームのフレームサイズを変更するときに使用します。

タです。

X.XXインチポートプラグにY.YYインチのポートフレームがX.XXインチポート用各種アダプタです。

筒状の検出器や拡散板などをポートに取り付けるためのアダプ付きます。
XXX：100〜250（ 1インチ〜2.5インチ）
YYY：050〜100（ 0.5インチ〜1インチ）
0.24

0.17

a
型

番

ポートサイズ

PA-050 NEAR

ポートフレーム

2-M3

番

COSINE DIFFUSER 0.5"

ポートプラグa型

余弦特性補正0.5

拡散板付アダプタ

PA-0500.5

検出器取り付け用

PA-100 FM/FM

1

雌-雌 アダプタ

PA-100 M/M

1

途
雄-雄 用
アダプタ

PA-100 NEARCOSINE DIFFUSER 1.0"

余弦特性補正1

拡散板付アダプタ

ポートプラグサイズ

ポートフレームサイズ

コーティング

PA-1001

検出器取り付け用PFR-FM/M-100-050-SF

1.0

0.5

スペクトラフレクト

PA-1501.5

検出器取り付け用PFR-FM/M-150-100-SF

1.5

1.0

スペクトラフレクト

PA-200-050MM
50mm Precision Aperture2

50mmアパーチャ

PFR-FM/M-150-100-FB

1.5

1.0

フラットブラック

PFR-FM/M-250-100-SF

2.5

1.0

スペクトラフレクト

PFR-FM/M-250-100-IG

2.5

1.0

インフラゴールド

サイズはすべてインチです。

OOI製74S
コリメートレンズ用アダプタ

試料ホルダ（SH-100-0/8-SF/IG)

X.XXインチポートにSMA、ST、FCPC、LCコネクタ付き
ファイバを取り付けるためのものです。
注）SFとSLは兼用で使います。

コネクタタイプ

ポートサイズXXX

コーティングYY

SMA-XXX-YY

SMA

0.50，
1.00

SF，
SL，
FB，
IG

ST-XXX-YY

ST

0.50，
1.00

SF，
SL，
FB，
IG

FCPC-XXX-YY

FCPC

0.50，
1.00

SF，
SL，
FB，
IG

LC-XXX-YY

LC

0.50，
1.00

SF，
SL，
FB

番

1

サイズはすべてインチです。

ファイバアダプタ（ファイバタイプ-XXX-SF/SL/IG/FB)

型

PA-100-74S

反射あるいは透過測定用の試料ホルダで、1.0インチポートに取り付けます。SH-100-0-SF/IGは、積分球に対して平行に試料がセットされ、主に拡散透過測定に使用されます。
一方、SH-100-8-SF/IGは、8°傾けて試料がセットされます
ので、正反射光を含めた拡散反射測定に使用されます。

サイズはすべてインチです。

コーンバッフルアセンブリ（PFCB-100-SF)

その他のアクセサリ

GPS積分球の中心に試料を設置するときに、試料から直接受光器側に光が行かないように遮蔽するためのバッフルです。
1インチポート専用です。

・フィルタホルダ・ディテクタホルダ
・ディテクタスペーサ
・ライトトラップ・積分球スタンドセット
・ポートフレームエキスパンダ
上記以外のアクセサリも多数用意しています。

注）型番の語尾のFBはフラットブラック（ツヤ消し黒）を示します。

また特注にも対応しますのでご相談ください。

http://www.oceanphotonics.com

6積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
SPHシリーズ カスタム積分球
SPHシリーズ カスタム積分球は測定内容にあった積分球サイズ、ポート数、バッフル位置・形状をご選択頂けるタイプです。
最も一般的に使われているのは硫酸バリウム（スペクトラフレクト）のコーティング材で、コストパフォーマンスが最も優れています。小型積分球から内径3メートルの大型積分球まで幅広い用途にご利用いただけます。汎用積分球の中に目的にあった積分球がない場合は特注品として承ります。

コーティング材：スペクトラフレクト
波長範囲：300nm〜1300nm
反射率：> 98%
耐熱性：100℃
耐レーザパワー：1.7J/cm2▲ 4インチ積分球型

番▲ 6インチ積分球
積分球内径（インチ）ポートサイズ（インチ）

ポート数

ポート位置

2

0°
, ＮＰ

3

0°
, 90°
, NP

SPH-1-4

4

0°
, 90°
, 270°, NP

SPH-2-2

2

0°
, NP

3

0°
, 90°
, NP

SPH-2-4

4

0°
, 90°
, 270°, NP

SPH-4-2

2

0°
, NP

3

0°
, 90°
, NP

4

0°
, 90°
, 270°, NP

SPH-4-5

5

0°
, 90°
, 180°, 270°, NP

SPH-6-2

2

0°
, NP

3

0°
、90°
、NP

4

0°
, 90°
, 270°, NP

SPH-6-5

5

0°
, 90°
, 180°, 270°, NP

SPH-8-2

2

0°
, NP

3

0°
, 90°
, NP

4

0°
, 90°
, 270°
, NP

5

0°
, 90°
, 180°, 270°, NP

SPH-1-2
SPH-1-3

SPH-2-3

SPH-4-3
SPH-4-4

SPH-6-3
SPH-6-4

SPH-8-3
SPH-8-4

1
2

2

4

6

8

0.25
2

0.5

1.0

1.5

2.0

SPH-8-5

ロッド取付ねじ @SP

M4

M6

ポート形状
ポートフレームは積分球ポートのアクセサリ設置部です｡
ポートフレームのねじ穴を利用して各種アクセサリを取り付けることで光ファイバや光源、そして検出器などを設置することが可能です。

ポートフレームＡ
ＢＣ

7

http://www.oceanphotonics.com

A（インチ） B（インチ） C（インチ）
0.5

1.3

1.5

1.0

1.9

2.2

1.5

2.25

2.6

2.0

2.6

3.0

注）
A がポート直径です。

ねじM3

積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
SPHシリーズ

カスタム積分球用アクセサリ

バッフルを除くすべてのアクセサリは、ポートフレームのネジ穴を利用してしっかりと固定されます。また、このねじ穴を利用してラブスフェア社が提供する標準アクセサリ以外のものも取り付けることができます。標準アクセサリでご用途に合うものがなければ、特注品として対応可能です。

バッフル「ポート間」、「センタ」、「センタポート」、「透過型」の4種類があります。通常、光源が検出器に対して90°の位置にあるときに「ポート間」にバッフルを取り付けます。ただし、レーザビームのように指向性のある光源の場合、ビームが最初に照射された位置（積分球内壁）と検出器の間に「ポート間」バッフルを取り付けます。光源が検出器の正面に位置する場合は「センタ」バッフルを用います。詳しくは２ページのバッフルについての説明をご覧下さい。また、反射･蛍光測定等で試料が積分球中心部に設置される場合は「センタポート」バッ
フル、外部光源から拡散光を積分球に入射して均一光をポートから得たい場合は「透過型」バッフルを使用します。
番

タイプ

BP-X-O型

ポート間

BC-X-O

センタ

BCPP-X-O

センタポート

BE-拡散板直径

透過型

ポート間バッフル

センタバッフルセンタポートバッフル

透過型バッフル注）左図型番の中の『X』は取り付ける積分球内径で、例えば、４インチの場合は『4』となります。

ポートプラグ
使用しないポートをカバーするためのものです。積分球と同じコーティングが施されていますので、積分球としての性能が損なわれません。
型

番

PP-XXX-O

タイプ
スペクトラフレクト

注）型番の中の『XXX』は取り付けるポートの直径で、例えば、0.5インチの場合は『050』となります。

ポートリデューサ
ポートプラグに小さな穴が開いたもので、ポート穴径を小さくしたいときに使います。例えば、ポート径を光源の大きさに合わせたい場合に用います。発光面に合わせた特殊な穴形状も特注で作製可能です。
型

番

R-XXX-YYY-O

タイプ
スペクトラフレクト

注）型番の中の『XXX』は取り付けるポートの直径です。『YYY』は小さくするポート穴の直径です。

ファイバアダプタ
ファイバをポートに直接取り付けるためのアダプタです。
SMAコネクタ用を用意しています。
SMAコネクタを2個接続可能なデュアルとNDフィルタ付もあります。
SMAコネクタ以外（FC、ST、他）も特注対応します。
型

番

タイプ
SMAコネクタ

SMA-XXX-2-O

デュアルSMAコネクタ

SMA-OD-XXX

NDフィルタ付SMAコネクタ▲ SMAアダプタ
デュアルSMAアダプタ▲

SMA-XXX-O

注）
型番の中の『XXX』は取り付けるポートの直径で、例えば、1インチの場合は『100』となります。

http://www.oceanphotonics.com

8積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
ディテクタアダプタ・アセンブリ
CANタイプディテクタをポートに直接取り付けるためのTO-5,TO-8用アダプタとディテクタが取り付けられているアセンブリタイプもあります。
型

番タイプ

DA-TO8/TO5-XXX

TO-8/TO-5用ディテクタアダプタ

D8-SI/IGA/GE/P-XXX

TO-8:シリコン/InGaAs/GE/視感度補正ディテクタアセンブリ

D8-SI/IGA/GE/P-XXX-TE

温調付TO-8:シリコン/InGaAs/GE/視感度補正ディテクタアセンブリ

D8-SI-IGA-XXX

TO-8:シリコン・InGaAs一体型ディテクタアセンブリ(300-1800nm）

D5-SI/IGA/GE-XXX

TO-5:シリコン/InGaAs/GEディテクタアセンブリ

注）型番の中の『XXX』は取り付けるポートの直径で、例えば、0.5インチの場合は『050』となります。

φ1.6503X φ.134 THRU ALL
φ.256 .118

BNC

φ1.300B.C.

CONNECTOR

2CX φ.098 THRU ALL
M3x0.5 -6H THRU ALL.700

φ.500±.004▲ TO-8用ディテクタアダプタ

LMS-3M▲ TO-8用ディテクタアセンブリ

3m積分球

110W直管型LED、LED照明、投光器等の大型試料の全光束測定に適した直径3メートルの積分球です。試料を上向き・下向き点灯できるよう、試料固定用ステージを積分球の上下に設置可能です。

特長

最大試料サイズ：240cm（棒状）、70cm×70cm（板状）
IESNA LM-79（2π・4π測定）とLM-80に準拠したデザイン
オプションでIESNA LM-82対応の積分球内部温度制御機構を追加可能
可視域反射率>98%のスペクトラフレクトコーティング

9

http://www.oceanphotonics.com

積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
反射／透過／量子効率測定用積分球
拡散反射、拡散透過、量子効率を測定するための積分球です。波長範囲によって、コーティング材としてスペクトラフレク
ト／インフラゴールドが選べ、測定目的によって試料を積分球の壁面に設置する「RTタイプ」と、壁面と積分球の中心に設置する「RTCタイプ」を用意しています。また両タイプとも付属のライトトラップを使うことによって、試料の正反射光を除去することもできます。簡便に反射率を測定出来る「RSAタイプ」も用意しています。
反射率の基準板及び透過率の基準板も用意しております。24ページのスペクトラロン反射板をご覧ください。

測定波長に合ったコーティングを選択可能
・スペクトラフレクト［SF］： 300nm〜1300nm
・インフラゴールド ［ I G］： 1μm〜20μm
・スペクトラロン［ SL］： 250nm〜2500nm（RSAタイプのみ）

RTC-060-SF/IG型 「RTCタイプ」積分球

試料を壁面に設置して拡散反射率や拡散透過率を測定するだけでなく、積分球の中心に設置して吸光度や量子効率も測定することができます。また、入射ビームに対する試料の入射角度を調整することができます。

RT-060-SF/IG型 「RTタイプ」積分球

標準付属品

拡散反射率や拡散透過率を測定することができます。

型

標準付属品
型

番

品

名

個数

PP-100-SF/IG

1.00インチ ポートプラグ

4

LTRP-100-C

1.00インチ ライトトラップ

1

SH-100-0-SF/IG

1.00インチ 試料ホルダ（0°）

2DM-050-0250-SF/IG

0.50インチ ディテクタマスク

1

リファレンスホルダ

ライトトラップ
又は
ポートプラグ

受光ポート

番

品

名

PP-100-SF/IG

1.00インチ ポートプラグ

2PP-125-SF/IG

1.25インチ ポートプラグ

2

LTRP-100-C

1.00インチ ライトトラップ

1

SH-125-8-SF/IG

1.25インチ 試料ホルダ(8°)

2SH-100-0-SF/IG

1.00インチ 試料ホルダ(0°)

1DM-050-0250-SF/IG

0.5インチ ディテクタマスク

1

センタマウントポートプラグ

1

センタマウント試料ホルダ（嵌め込み型）

1

CSMH-RTC-JAW-SF

試料反射ポート
1.25”

試料ホルダ
バッフル

正反射光
処理ポート

1.0”ポート

9°
バッフル

9°

受光ポート
南極位置

試料照射用
入射ポート

リファレンス照射用入射ポート

リファレンス
入射光

試料

試料
入射光

リファレンス

個数°

16透過測定ポート
1.0”

16

°

リファレンス
ポート
1.25”1.0”ポートライトトラップ

量子効率測定試料

試料入射光

拡散透過測定例

試料回転

ライトトラップ

試料

拡散反射測定例

励起光

試料入射光

RSA-FO-150型

反射測定用積分球

簡便に反射率を測定できます。試料入射光用にSMAファイ
バとスペクトル検出用のSMAファイバポートが付いてい
ます。
試料入射光

試料

試料

試料回転

可変入射角度
拡散反射測定例

励起光

リファレンス測定

試料測定※RTC型は左記の拡散透過測定や拡散反射測定も行うことが出来ます。

センタマウント試料ホルダ

試料

拡散透過測定例▲ 嵌め込み型

http://www.oceanphotonics.com▲ クリップ型（オプション） ▲ キュベット型（オプション）

10積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
LPMSシリーズ

レーザパワーメータ

LPMSシリーズは、レーザ測定用積分球、検出器（Si、Ge、InGaAs）、電流計から構成されたレーザパワーメータです。
レーザ出力値は電流計ディスプレイに表示されます。積分球を用いることで、レーザビームのジオメトリに依存しない測定を可能にし、測定波長やレーザのパワー密度によって適切な積分球のコーティング材と受光器の選択ができます。また、予備ポートを利用して分光器を接続すれば、リアルタイムでピーク波長をモニタすることもできます。標準でNISTに準拠した校正データが25nmピッチで付属しており、オプションで指定した波長のパワー校正も行えます。

積分球コーティング材の種類
コーティング材

波長範囲

耐レーザパワー（J／cm2）

スペクトラフレクト

300nm〜1300nm

1.7

スペクトラロン

250nm〜2500nm

4

インフラゴールド

1μm〜20μm

19.3 @10.6μm

受光器

波長範囲

校正波長範囲

Si

190nm〜1100nm

350nm〜1100nm

Ge

800nm〜1800nm

800nm〜1800nm

InGaAs

900nm〜1700nm

900nm〜1700nm

受光器の種類▲ レーザパワー測定用積分球

電流計（パワーメータ）
電流レンジ：1pA〜20mA
インタフェース：イーサネット
レーザパワーメータの種類
型

番

コーティング材

LPMS-XXX-SF-Si
LPMS-XXX-SF-Ge

受光器

スペクトラフレクトGe
InGaAsLPMS-XXX-SL-Si

Si
スペクトラロン

LPMS-XXX-SL-InGaAs
LPMS-XXX-IG-Ge
LPMS-XXX-IG-InGaAs▲ レーザパワーメータ

Si

LPMS-XXX-SF-InGaAs

LPMS-XXX-SL-Ge

積分球内径

Ge

2、4、6インチ

InGaAs
インフラゴールドGe▲ 水冷式レーザパワー測定用積分球

InGaAs注）型番の中の『XXX』は積分球のサイズを示し、2，4，6インチがあります。
例えば、2インチの場合は『020』となります。

レーザ光

検出器

▲ LPMS-040-SFでの各検出器のレーザパワーレンジ

11▲ レーザの1次反射光が検出器に入らないデザイン

http://www.oceanphotonics.com

積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
UV MEASUREMENT SYSTEM

紫外LED測定システム

UV MEASUREMENT SYSTEMは、積分球を使用したUV域LEDの全放射束を測定する紫外LED測定システムです。付属の分光器で分光放射束スペクトル（W/nm）や全放射束（W）、ピーク・FWHM波長等を高精度に繰り返し精度良く簡便に測定出来ます。
オプションの可視域用校正光源を併用すれば、紫外〜可視域の測定が1台のシステムで可能になります。

特長

ラブスフェア社初の、積分球に直付け可能なNIST準拠紫外域校正光源
可視域測定用のNIST準拠校正光源も設置可能
1台のシステムで最大200〜980nmの測定が可能
UV域高反射特性のスペクトラロン積分球採用
低迷光、低ノイズ仕様の電子冷却式マルチチャンネル分光器
校正光源、吸収補正ランプ（可視域用）、試料点灯用電源はソフトウェア
から制御可能ソフトウェアから制御可能な特注の温調付き試料ホルダ
測定試料仕様によってカスタマイズ可能なシステム

基本構成
・6インチスペクトラロン積分球
・紫外、可視域用NIST準拠校正ランプ（専用電源付属）
・ハロゲン吸収補正ランプ（専用電源付属）※可視域用・電子冷却式裏面入射型分光器
・試料点灯用DC電源
・特注温調試料ホルダ
・専用ソフトウェア▲ TO-39型LED温調付ホルダ

システム仕様UVシステムUV-VISシステム

積分球直径

6インチ

積分球コーティング

スペクトラロン

試料最大サイズ1.0×1.5インチ

試料測定範囲

Min.

Max.

Min.

Max.

Cool White LED (lm)

N/A

N/A

0.00017

198

Warm White LED (lm)

N/A

N/A

0.00013

109

Blue LED (lm)

N/A

N/A

0.000029

8

Red LED (lm)

N/A

N/A

0.000119

UV LED

1μW

100mW

1μW

100mW

測定波長範囲200〜400nm

分光器

200〜980nm
電子冷却式マルチチャンネル分光器

校正光源

重水素

重水素＆ハロゲン

吸収補正ランプ

N/A

50W

2πポート径

2.5インチ

温調付ホルダ温度範囲

30〜100℃

温調面サイズ1.0×1.5インチ

http://www.oceanphotonics.com

12積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
illumia plusシリーズ

全光束測定システム

illumia plusシリーズは、様々な測定を行うユーザからの意見を反映した全光束測定システムです。従来のシステムに比べてフットプリントが小さくなり、より便利な機能を追加しました。さらに試料の測定時間の短縮も可能になりました。

特長

IESNA LM-79に準拠した2π・4π測定対応の積分球デザイン
反射率98%以上の世界標準スペクトラフレクトをコーティングした積分球
試料の形状、配光特性に合わせて25cm、50cm、1m、1.65m、2m、3m積分球から選択可能
PC、分光器、校正光源・吸収補正ランプ用DC電源一体型測光モジュール
分光器はハイスピード、低ノイズ、高感度の3タイプから選択可能
長時間の経時変化測定等を外部からネット経由でモニタ、データ保存可能
外部でエージングした試料を点灯したまま積分球に設置出来るケーブル逃げ穴機構
4π測定用ステージの耐荷重は11kgになり、大型照明の設置が可能
オプションのACモジュールもしくはアジレント社・ケースレー社のDC電源が試料点灯用に使用でき、ソフトウェアからも制御可能
IESNA LM-82に対応した試料周辺の温度をコントロールする温調ユニット設置可能
LabView、.NET、C、VBAに対応したAPIにより、ユーザ独自のソフトウェア開発が可能

測定項目・機能・全光束(lm)・全放射束(W)・分光放射束スペクトル(W/nm)
・発光効率(lm/W)
・色度座標(x, y) (u, v) (u , v )・色度図・色純度・相関色温度(K)・演色評価数(CRI)
・ドミナント波長・ピーク波長等
・経時変化測定・レポート作成機能

ソフトウェアAPI
オプションのAPIは各言語のプログラム例が付属しているので、ユーザ独自のソフトウェアを容易に開発できるようになっています。

13

http://www.oceanphotonics.com

積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
システム構成・積分球（25cm、50cm、1m、1.65m、2m、3m）
・測光モジュール（PC、分光器、プリセットDC電源一体型）＊ACモジュール【AC電源、電力計、電気ラック】（オプション）＊試料周辺温調モジュール（オプション）・2πもしくは4π測定用NVLAP認証NIST準拠校正光源＊積分球内部温度モニタ（オプション）
・2π・4π測定用バッフル
・吸収補正ランプ
ディスプレイ キーボード・専用ソフトウェア
4π測定用ステージ
バッフル

2π測定用ポート

LAN

光ファイバ
校正光源電源測光・ACモジュール

吸収補正ランプ電源

無線LAN

測光・ACモジュール
測光モジュール
PC、分光器、校正光源・吸収補正ランプ用DC電源が一体となり、ソフトウェア
から全てのハードを制御できます。ネット経由での遠隔操作も可能です。

測光モジュールACモジュール
AC電源と電力計の組み合わせで、ソフトウェアから制御し、発光効率の測定が可能です。DC出力も可能な電源です。
AC出力：1.5kVA、0〜300V、15〜1kHz
DC出力：6A/〜212V、3A/〜424V

ACモジュール

LM-82対応温調ユニット
・温調範囲：15℃〜70℃
・設定温度到達時間：最長20分
・設置可能最大試料サイズ：φ15cm、高さ17cm
・ソフトウェアから温度設定、温度モニタ可能
・3箇所の温度モニタが筐体内で可能

システム仕様
IP-25

IP-50

IP-100IP-165IP-200

積分球直径(cm）

25

50

100

165

200

2π測定用ポート径（cm）

5

15

33

53

63

全光束測定範囲（A光源）
ハイスピードタイプ

0.01〜1,900lm

0.05〜7,500lm

0.2〜16,000lm

0.5〜40,000lm

0.8〜57,000lm

全光束測定範囲（A光源）
低ノイズタイプ

0.008〜3,400lm

0.03〜14,000lm

0.1〜21,000lm

0.3〜88,000lm

0.5〜123,000lm

全光束測定範囲（A光源）
高感度タイプNA

0.03〜19,000lm

0.1〜76,000lm

0.3〜200,000lm

0.4〜290,000lm

測定波長範囲（nm）
波長精度（nm）
色座標x, y測定精度

350〜1000nm or 350〜1050nm<+/-0.3nm<0.001

http://www.oceanphotonics.com

14積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
LFCシリーズ

全光束測定システム

LFCシリーズは、ラブスフェア社中国工場で作製された積分球を採用した初の全光束測定システムです。世界最高品質のコーティング材を採用しつつもコストパフォーマンスに優れた、大型積分球システムの決定版です。積分球サイズは50cm、1m、1.5m、2mを用意しています。中国工場での生産のため大幅なコストダウンを実現しました。

▲ 50cm 積分球システム▲ 2m 積分球

基本構成
・積分球（50cm、1m、1.5m、2m）
・マルチチャンネル分光器（350〜1000nm）・4π測定用NVLAP認証NIST準拠校正光源
・4π測定用ステージ
・2π・4π測定用バッフル
・吸収補正ランプ・DC電源（5A/30V）
・電気ラック・専用ソフトウェア＊2π測定用NVLAP認証NIST準拠校正光源（オプション）＊AC電源＋電力計（オプション）▲ 1.5m 積分球

1m積分球

2π測定用ポート
4π測定用ステージ

電気ラック

バッフル
マルチチャンネル分光器

校正光源

吸収補正ランプ

15

http://www.oceanphotonics.com

積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
特長

可視域の反射率98%以上のスペクトラフレクトをコーティングした積分球中国工場での生産、中国からの輸送のため大幅なコストダウンを実現
試料ランプの形状、配光特性に合わせて50cm、1m、1.5m、2m積分球から選択可能
IESNA LM-79に準拠した2π・4π測定対応の積分球デザイン
システム付属の分光器・DC/AC電源は専用ソフトウェアから制御可能
発光効率測定(lm/W)、経時変化測定、測定レポート作成等の様々な機能
量産品の選別や品質管理用に試料ランプの合否判定が可能なソフトウェア▲ メインソフトウェア画面

測定項目
・全光束(lm)
・発光効率(lm/W)・相関色温度(K)・ドミナント波長・全放射束(W)・色度座標(x, y)(u, v)(u , v )・演色評価数(CRI)
・ピーク波長等・分光放射束スペクトル(W/nm)
・色度図
・色純度
▲ 色測定画面・マクアダム楕円システム仕様積分球直径(cm）

LFC-50

LFC-100

LFC-150

LFC-200

50

100

150

200

2π測定用ポート径（cm）

15

30

40

50

全光束測定範囲（A光源）

0.5〜1,800lm

2〜14,000lm

5〜33,000lm

7〜54,000lm

350〜1000nm

測定波長範囲（nm）<+/-0.5nm

波長精度（nm）
スペクトル分解能（FWHM)

<4nm

S/N比

250：1
600lm(35W)

NIST準拠校正光源

50W

吸収補正ランプ

5A/30V

DC電源
AC電源＋電力計（1)Parwa 0-300V,1kW＋TET Power meter

AC電源＋電力計（2)Chroma 0-300V,1.5kW＋Yokogawa Power meter

NIST準拠校正光源ラブスフェア社はNISTの認定事業者資格であるNVLAP認定を取得しており、より精度の高い
校正用光源によるシステムの校正を実現します。測定に合わせ下記からご選択いただけます。

2π測定用、外壁設置型校正用光源＊オプション品

標準で付属する積分球の外壁に設置する2π測定用校正用光源です。簡便的に2π測定用の校正を行う事が可能です。

2π測定用、試料ポート設置型校正用光源(FFSシリーズ)＊オプション品

試料ポートに設置する2π測定用校正用光源です。LM-79の推奨する2π測定用校正用光源です。

4π測定用、センタマウント型校正用光源(SCLシリーズ、CSFSシリーズ)
専用のランプソケットを使用し積分球内部の試料ステージに設置する4π測定用校正用光源です。

▲ 2π測定用外壁設置型▲ 2π測定用試料ポート設置型

http://www.oceanphotonics.com▲ 4π測定用センタマウント型

16

積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
illumia proシリーズ 温度特性測定システム
illumia proシリーズは、これまでの光学、電気特性測定に加えてLEDの温度特性測定も自動で行うことのできる全光束測定システムです。またLM-80に準拠したLEDの周辺
温度(積分球内部温度)のコントロールもオプションとしてご用意しています。
本システムはIESNA(北米照明学会)とNISTが協力して定めたLED・照明器具等の測定
規格LM-78、LM-79に準じており、配光分布2π・4πの両方の試料ランプの測定が
可能です。

基本構成
・積分球：スペクトラフレクトコーティング、2π・4π測定対応、50cm〜195cm、3mより選択
・マルチチャンネル分光器：測定波長範囲350〜1050nm
・電子冷却モジュール：冷却プレートサイズ 6.5×5.5cm、温調範囲 15〜85℃
・温度コントローラ
・2π測定用NIST準拠校正用光源、及び専用電源 ＊4π測定用校正用光源はオプションとなります。
・自己吸収補正ランプ、及び専用電源
・試料点灯用電源（ケースレー社2400、2600シリーズより選択可能）
・システムソフトウェア：MtrX-SPEC※標準的なシステムにご希望に合う仕様がない場合はご相談ください。特注システムとして対応します。

温調モジュール
温調モジュールは積分球の2π測定用ポートに設置します。冷却プレートには試料設置用のネジ穴が施されており、このネジ穴を使用して試料を固定します。専用ソフトウェアから温度設
定・モニタ・保存が可能です。お客様の試料、仕様に合わせ特注品も承っております。
冷却プレートサイズ：6.5×5.5cm

測定項目

自動L-I-V測定機能

・分光放射束スペクトル（W/nm）
・全放射束（W）
・全光束(lm)
・相関色温度(K)・色度座標(x, y) (u, v) (u , v )・色度図・演色評価数(Ra, R1〜14)
・ドミナント/ピーク/重心波長・半値全幅(FWHM)
・色純度(%)

・電流一定、温度可変
・電圧一定、温度可変
・温度一定、電流可変
・温度一定、電圧可変

Spectral Radiant Flux vs. Wavelength
0.35
Spectral Radiant Flux(w/nm)

温調範囲：15〜85℃

0.3
0.25

20℃
40℃

0.2

60℃
0.15

80℃
100℃

0.1
0.05
0
380

Radiant Flux(w)

1

480

580
680
Wavelength(nm)780

Radiant Flux vs. Current

0.9

Case
Temp.

0.8

20℃

0.7

30℃

0.6

40℃
50℃

0.5

60℃

0.4

70℃

0.3
0.2
0.1
0.9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819
Current(A)LED周辺温度コントロールオプション
積分球内部の温度を調整するためのエアフローオプションです。試料温度だけではなく積分球内部温度を制御してより精度の高い測定を実現します。LM-80規格の積分球内部温度を一定(25℃+/-1℃)の状態にしての測定が可能となります。

▲ エアフロー積分球イメージ図

17

http://www.oceanphotonics.com

積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
illumia lite

ハンドヘルド分光式 光束・照度計

illumia liteは、検出器に小型マルチチャンネル分光器と4cm積分球を採用したハンドヘルドの分光式光束・照度計です。コン
パクトで軽量なillumia liteは持ち運びが容易なので、手軽かつ迅速にLEDチップ等のスペクトル、全光束、照度、色情報等の測定が可能です。
また自己吸収補正機能を有しているため、より精度の高い全光束測定を実現します。LEDの製造工程における検査、LEDの研究開発、そして学生実験等に最適です。

仕様・積分球内径： 4cm
・積分球ポート径 ： 1cm2 (φ11.3mm)
・測定波長範囲 ： 380 〜 820nm
・波長分解能 ： ＜5nm・波長精度 ： ＜1nm・測定レンジ ： 0.1〜5,000ルーメン（LED測定時）
・自己吸収補正ランプ ： ハロゲン光源
・NIST準拠校正・専用ソフトウェア・専用スタンド

測定項目
・全光束（lm）
・照度（lux）
・相関色温度（K）
・ドミナント／ピーク／中心／重心波長・分光放射束スペクトル（W/nm）
・演色評価数（Ra, R1〜14）・全放射束（W）
・放射照度（W/cm2） ・分光放射照度スペクトル（W/nm/cm2） ・色純度
・色度座標（x,y）（u,v） ・色度図
・合否判定機能・半値全幅（FWHM）

・経時変化測定▲ ソフトウェア画面▲ 専用スタンド

HLMS-200P▲ 経時変化測定画面▲ 測定レポート作成画面

ハンドヘルド光束計

HLMS-200Pはコンパクト・軽量で手に持って操作できるスペクトラロン積分球内蔵の光束計です。LED、小型ランプ、ファイバ照明器などの全光束を瞬時に測定して、4桁表示のLCDディスプレイにルーメン表示します。バッテリ駆動のHLMS-200PはPCが不要で、研究室や品質管理などの現場での測定に最適です。

仕様・積分球内径： 5 cm
・積分球ポート径 ： φ12.7mm
・検出器 ： 視感度補正型シリコン
・測定レンジ ： 0.05〜7,000ルーメン
・測定項目 ： ルーメン
・電源 ： 9V乾電池
・重量 ： 570g
・NIST準拠校正▲ 検出器 分光応答度

http://www.oceanphotonics.com

18積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
HELIOS

均一標準光源システム

HELIOS均一標準光源システムは積分球を用いることで実現した、非常に均一な強度分布の輝度・照度標準光源です。CCD
カメラ等の校正用として、あるいは理想的な拡散光源として利用することができます。5種類のシリーズの中からアプリケーションに応じて様々な均一面サイズと強度を選択できます。

基本構成
開口径や輝度範囲によって、積分球の大きさやランプおよび電源の数が異なりますが、基本的な構成は以下のとおりです。専用ソフ
トウェアにより、輝度値のモニタやランプ電源の制御を行い、輝度値は、校正された視感度補正型検出器で常時モニタすることができます。手動もしくは自動アッテネータにより微妙な輝度値の出力設定が可能です。
アッテネータ・積分球・ハロゲンランプ・ランプ電源・輝度調整用手動又は自動アッテネータ
・視感度補正型シリコン検出器・システムソフトウェア

ランプ

拡散板

開口部

ランプ電源

輝度モニタ

コンピュータ注）コンピュータはシステムに含まれません。

Dシリーズ ダイナミックレンジシステム
太陽光レベルからナイトビジョンレベルまで、幅広い輝度範囲に対応したシステムです。
・衛星関連のR&D用に最適なダイナミックレンジ
・16bit以上のカメラやセンサ等の校正
・輝度調整用手動又は自動アッテネータの選択が可能

型

番

USLR-D08F

コーティング材

積分球内径（インチ）スペクトラフレクト

8

USLR-D08L

スペクトラロン

7.5

USLR-D12F

スペクトラフレクト

12

USLR-D12L

スペクトラロン

11.5

USLR-D20F

スペクトラフレクト

20

開口径（インチ）248

輝度値（cd/㎡）

照度値（lx）

60,000188,400

80,000251,200

37,500117,750

50,000157,000

28,00088,000

Aシリーズ ソーラーシミュレータシステム
ハロゲンとキセノンまたはプラズマの組み合わせ光源で、擬似太陽光の再現が可能なシステムです。
・アルベド1（AM1）からナイトビジョンレベルまでの出力範囲
・放射輝度温度3000K 〜5300K（プラズマ）、6500K（キセノン）まで可変可能・スペクトルモニタ用分光器付属
型

番

光

源

USLR-A12F-P
USLR-A12L-P

ハロゲン／プラズマ250W

USLR-A12F-X
USLR-A12L-X

19

ハロゲン／キセノン175W

USLR-A12L-U

ハロゲン／キセノンUV175W

USLR-A20F-P

ハロゲン／プラズマ250W

USLR-A20F-X

ハロゲン／キセノン300W

コーティング材

積分球内径（インチ） 開口径（インチ）

輝度値（cd/㎡）

照度値（lx）

スペクトラフレクト12

466,000204,000

スペクトラロン

11.5

478,000240,200

スペクトラフレクト

12

437,500117,800

スペクトラロン

11.5

447,300148,200

スペクトラロン

11.5

432,500102,000

20

8

19,80061,20020

818,50058,200

スペクトラフレクト

http://www.oceanphotonics.com

積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
Lシリーズ 低輝度システム
暗視ゴーグルやセキュリティカメラのような低輝度校正が必要なアプリケーション向けのシステムです。
・低レベルセンシング用途のMIL規格に対応・低輝度と高輝度用に2種類のディテクタが設置
・放射輝度温度2856K、フィルタオプション有り
型

番

USLR-L08F

コーティング材

積分球内径（インチ）スペクトラフレクト

8

USLR-L08L

スペクトラロン

7.5

USLR-L12F

スペクトラフレクト

12

USLR-L12L

スペクトラロン

11.5

USLR-L20F

スペクトラフレクト

20

開口径（インチ）

輝度値（cd/㎡）

照度値（lx）

5,000

15,7007,100

22,3005,000

15,7007,100

22,300

1,600

5,000

2

4
8

Vシリーズ エントリーモデルシステム
ハロゲン光源1個と可変アッテネータ1個の組み合わせのエントリーシステムです。
・14bit以上のカメラやセンサ等の校正・低コストのエントリーモデル
・アクセサリの変更でシステムアップグレードが可能

型

番

コーティング材

積分球内径（インチ）

開口径（インチ）

輝度値（cd/㎡）

照度値（lx）

8

2

28,00088,00012

414,00044,000

20

8

4,200

13,200

USLR-V08F
USLR-V12F

スペクトラフレクト

USLR-V20F

Sシリーズ ステップ可変システム
アッテネータ無しの輝度値固定のシステムです。出力の異なるランプを複数用意する事で複数の輝度値に対応する事が可能です。
・11bit以上のカメラやセンサ等の校正・アクセサリの追加でシステムアップグレードが可能
・光源設置数により、出力強度のマルチレベルを実現
型

番ハロゲン光源コーティング材

積分球内径（インチ） 開口径（インチ）

輝度値（cd/㎡）

照度値（lx）

31,00097,00034,000106,000

56,000175,000

USLR-S08F-3

35W

USLR-S08F-5

5W、10W、50W

USLR-S08F-7

75W

USLR-S12F

5W、10W、35W、75W

12

4

28,70090,000

USLR-S20F

5W、10W、75W、150W

20

821,30066,8008

2

スペクトラフレクト

NIST準拠校正
全てのシリーズに標準で付属されます。
・輝度校正
・照度校正

・出力ポート均一性マッピングデータ
・出力ポート角度均一性マッピングデータ

・分光放射輝度スペクトル（300-2400nm）＊Lシリーズ以外

http://www.oceanphotonics.com

20積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
付属アクセサリ類
光源
ハロゲン光源 色温度3000K

内部光源5〜600W

キセノン光源 175W,300W,175W UV

キセノンスペクトル各種

外部光源100,150W

プラズマ光源35Wハロゲンスペクトル250W

プラズマ&ハロゲンスペクトル

輝度調整用アッテネータ
高分解能自動アッテネータ

分解能2,200,000ステップ

自動アッテネータ

手動アッテネータ

分解能12,000ステップ

分解能10,000ステップ

輝度モニタ用ディテクタ
シリコンディテクタ

冷却式InGaAsディテクタ

対応波長：900〜1700nm or 700〜2600nm
対応波長：320〜1100nm21

上記の標準システム以外にも1メートル以上の積分球を使用したシステムの作製が可能です。
また、特殊なスペクトル形状出力や真空対応システム、冷却式システム等の様々な特注シス
テムの作製も可能です。

http://www.oceanphotonics.com

積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
CCSシリーズ

スペクトルチューナブル均一光源

CCSシリーズは、カメラの製造分野で要求される画像や色の、高度なテストやセンサ校正用に開発されたスペクトルチュー
ナブル均一光源です。積分球に設置されている異なった波長のLEDの出力を調整し、イルミナントA・C・D50・D55・
D65・D75・E等の擬似スペクトルを再現でき、付属の分光器によってモニタしながら任意のスペクトル形状を作ることも可能です。複数のLEDは積分球内部で拡散反射を繰り返すことにより、出力面（φ75mm）と積分球内部空間の均一性は97％以上となっています。 ＊分光器が付属しない均一光源本体単体でのご提供も可能です。

仕

様
光源

Ra

⊿uv

A

98

±0.001

B

98

C

98

・出力安定性（短期）：±0.1％

D50

98

・校正（開口部空間マッピング、分光放射輝度、輝度、照度など）

D55

98

D65

98

D75

98

F2

64

F12

81

±0.003E

96±0.002

SSL-WW81±0.003・開口径：φ75mm
・開口部・空間の均一度：97％以上
・波長範囲：380〜1,000nm
・校正有効期限：3,000時間・出力安定性（長期）：±1％

出力範囲±0.00250-1000cd/m2

840nm
950nm

測定項目
・分光放射輝度（mW/cm2-sr-nm）
・輝度（cd/m2）
・照度（lux）
・演色評価数（CRI）
・⊿uv
・色温度（K）
・色度（x，y）
・色度図

オプション
OSC-1000
ターゲットのスペクトル形状、輝度、色温度、色度（ｘ，ｙ）に合わせてソフトウェアでLED出力を自動調整可能です。

http://www.oceanphotonics.com

22積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
スペクトラロンの特長
スペクトラロンはもともとはNISTによって提唱されたコーティング材で、反射率と拡散性に優れた性能を示します。使用可能な波長範囲が広く、さらに耐久性に優れていることから、現在では、標準反射板としてもっとも広く用いられています。

スペクトラロンの物理特性
・有効波長域・耐 熱 性・真空適合性：250〜2500nm：350℃まで：10-6Torr

・耐熱性：4J/cm2・密：1.25〜1.5g/cm3度

スペクトラロンの反射特性
フラットな分光反射率特性
スペクトラロンは紫外から可視、近赤外における分光反射率が比較的フラットです。
250nmから2500nmでの反射率の変動は5%以内ですが、360nmから760nmでの反射率の変動は0.5%以内です。
高反射率
スペクトラロンは反射率が非常に高く、350nmから1600nmにおいて反射率は約99％あります。

スペクトラロンの拡散特性
スペクトラロンは拡散反射に優れています。
右図は、スペクトラロン反射板の垂直方向より30度の角度でHe-Neレーザ(633nm)を入射したときのBRDFを示します。反射面に対して水平方向の偏光成分はPPと表示し反射面に対して垂直方向の偏光成分はPSと表示しています。
測定角度±90°(立体角2π）においてほぼフラットな反射強度が得られています。拡散性が非常に良いことを表しています。
これはスペクトラロンが非常に多孔質であるため、表面だけでなく、スペクトラロン内部まで多重拡散反射を起こしているからだと考えられています。

▲ 99％反射板の分光反射特性

耐久性
スペクトラロンは耐久性に優れています。化学的に不活性で更に疎水性にも優れていますので、水による洗浄が可能です。表面の損傷やひどい汚れは、研磨することで反射率・拡散性を復活できます。

▲ 30°入射のBRDF

NVLAP認定NIST準拠反射板
全ての標準反射板は米国NISTに準拠した校正データ（250nm〜
2500nm、1nm間隔）が付きます。

特注加工
スペクトラロンは機械加工が可能で、個々の用途にあったスペクト
ラロン製の積分球や特殊形状の拡散板、透過板を作成できます。
レーザキャビティ用にも使われています。
注文数が多くなればスペクトラフレクト積分球よりも安価にスペ
クトラロン積分球を提供できる場合があります。

23

http://www.oceanphotonics.com▲ 特注加工例

積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
スペクトラロン反射板

スペクトラロン反射板は高反射率で拡散性や耐久性に優れていますので、反射率標準、透過率標準、カラー標準や波長標準などに使われます。
注1）型番の中の『XXX』はサイズを示します。例えばサイズがφ1.25インチの時は『010』となり、φ2インチは『020』、2×2インチは『020』、
12×12インチは『120』となります。
注2）反射率や透過率は公称値で、実際の反射率や透過率と若干異なることがありますのでご注意ください。

スペクトラロン標準反射板

白色

NIST準拠の反射率データ（250〜2500nm、1nm間隔）が添付された反射板を用意しています。ただしUSRS-99-XXXは反射率データが付きません。
型

番

反射率（％）

サイズ（インチ）99%

φ1.25、φ2

USRS-99-XXX
SRS-99-XXX

スペクトラロン標準反射板

校正データ
なし
あり

グレー

グレータイプのスペクトラロン標準反射板の反射率は、80％、75％、60％、50％、40％、20％、10％、5％、2％を標準品として用意しています。ご希望の反射率の反射板を製作することも可能です。
型

番

反射率（％）

SRS-02-XXX

サイズ（インチ）2

SRS-05-XXX

5SRS-10-XXX

10

SRS-20-XXX

20

SRS-40-XXX

40

SRS-50-XXX

50

SRS-60-XXX

60

SRS-75-XXX

75

SRS-80-XXX

80

φ1.25、φ2▲ スペクトラロン標準反射板分光反射率

スペクトラロン標準反射板セット
反射板のセット販売もしております。反射率は前述の白色板、グレー板からも選択することが可能です。木製ケースに入れてお届けします。
枚数

反射率（％）

RSS-04-XXX

型

番

4枚

99、75、50、2

RSS-08-XXX

8枚

99、80、60、40、20、10、5、2

サイズ（インチ）
φ1.25、φ2

スペクトラロン透過型拡散板
スペクトラロン製の透過型拡散板は波長範囲として200〜2500nmと非常に広い範囲でご使用いただけます。透過型拡散板の厚さは300μmであり、それを固定するためのマウント（厚さ：6.35mm）の有無を選択することもできます。
厚さ

サイズ（インチ）

マウント

SDM-050-DU

型

番

300μm

φ0.5

無

SDM-100-DM

6,35mm

φ1.125

有SDM-100-DU

300μm

φ1.0

無

SDM-200-DM

6,35mm

φ2.25

有SDM-200-SM

6,35mm2x2

有SDM-200-SU

300μm

2x2

無

SDM-500-SM

6,35mm5x5

有SDM-500-SU

300μm

5x5

無

▲ 透過型拡散板の分光透過率

http://www.oceanphotonics.com

24積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
大型拡散反射板
より大きな反射面が必要な場合は、大型反射板をご利用いただけます。標準反射板と同様に10種類の反射率を用意しています。
全ての大型反射板にNIST準拠の反射率データ（250〜2500nm、1nm間隔）が付属します。
型

番

反射率（％）

サイズ（インチ）

SRT-99-XXX

99

SRT-75-XXX

75

SRT-50-XXX

50

2×2
5×5
10×10
12×12
18×18
24×24

SRT-02-XXX

2

SRT-80-XXX

80

SRT-60-XXX

60

SRT-40-XXX

40

SRT-20-XXX

20

SRT-10-XXX

10

SRT-05-XXX

5

2×2
5×5
10×10

XXX：反射板サイズで、『2×2』インチの場合は『020』となります。

パーマフレクト大型拡散反射板
パーマフレクト大型反射板はアルミハニカム構造のベース板にコーティングしたもので、軽量で持ち運びが容易です。耐久性に優れたコーティングで、水中にも使用できるため、屋外使用に最適で、20インチ角以上であればスペクトラロンよりも安価です。

特長

NIST準拠反射率マッピングデータ付属（@600nm）
NIST準拠反射率データ付属（350nm-950nm、1nm間隔）＊オプション
NIST準拠反射率データ付属（250nm-2500nm、1nm間隔、ウィットネスプレート使用）＊オプション
水中、低温度環境、高湿度環境などの過酷な環境下で使用可能
2m角の一枚板で作製可能（繋ぎ目なし）
アルミハニカム構造で軽量のため、持ち運びが容易
標準反射率：5%、10%、18％、50％、80％、94％（公称値）※上記以外の反射率も作製可能番

反射率（％）
94

PF-80-XXX

80

PF-50-XXX

50

PF-18-XXX

18

サイズ（センチ）

Typical 8/H Reflectance Factors of Permaflect
1.00
0.90
0.80

50×50（1.5kg）
100×100（6kg）
150x150（14kg）
120x240（18kg）

8/H Reflectance Factor

型

PF-94-XXX

0.70
94%

0.60

80%

0.50

50%
18%

0.40

10%

0.30

5%

0.20

PF-10-XXX

10

PF-5-XXX

5

0.10
0.00
350

400

450

500

550

600

650
nm

700

750

800

850

XXX：反射板サイズで、50×50cmの場合は050となります。
※他のサイズ、反射率も対応可能です。ご相談下さい。

▲ パーマフレクト各種の分光反射率

スペースグレードスペクトラロン反射板
スペースグレードスペクトラロンは人工衛星などに搭載されるリモートセンシング測定機器用の反射率基準板です。
反射板からアウトガスが発生しないようにクリーンルーム内で製造し、窒素パージされたコンテナで運搬します。
仕様は標準のスペクトラロンと同等です。

25

http://www.oceanphotonics.com

900

950

積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶
スペクトラロンカラー標準反射板
スペクトラロンをベースとしたカラー標準反射板です。 反射率データと三刺激値、色度(x,y)、
USC色度(u ,v )、Lab、
Luvのデータが付きます。
型

番

基準色 / 反射率（％）

SCS-BL-XXX
SCS-GN-XXXGreenSCS-PU-XXX

PurpleSCS-RD-XXX

Red

CSS-04-XXX

4枚セット RGBY

CSS-04A-XXX

4枚セット OPVC

CSS-08-XXX

8枚セット

CSS-08A-XXX
CSS-12-XXX

サイズ（インチ）Blue

φ1.25、φ2

RGBY/2, 20, 50, 99（％）

8枚セット

RGBY ＆ OPVC

12枚セット RGBY,OPVC/2, 20, 50, 99（％）

R‥Red G‥Green B‥Blue Y‥Yellow O‥Orange P‥Purple V‥Violet C‥Cyan

スペクトラロンパステルカラー標準反射板
型

番

基準色

サイズ（インチ）

SCP-BL-XXXBlue

SCP-GN-XXX

Green

SCP-RD-XXX

Red

SCP-YW-XXX

Yellow

SCPS-04-XXX
SCPS-08-XXX

4枚セット

φ1.25、φ2

RGBY

8枚セット RGBY & OPVC

スペクトラロン蛍光標準反射板
型

番

基準色

USFS-200-XXX

Blue/White #200 Fluor

USFS-205-XXX

Blue Fluor #205

USFS-210-XXX

Green Fluor #210

USFS-336-XXX

Orange #336 Fluor

USFS-461-XXX

Blue/White Fluor #461

▲ カラー標準反射板の分光反射率

サイズ（インチ）

φ1.25、φ2

スペクトラロン波長標準反射板
分光器などの波長校正に最適です。波長に応じて選ぶことができます。
型

番

化合物

WCS-DO-010

酸化ジスプロシウム

WCS-EO-020

酸化エルビウム

WCS-HO-010

酸化ホルミウム

WCS-MC-020

3種混合

WSS-03-010

3枚セット

サイズ（インチ）

φ1.25、φ2▲ #205蛍光標準反射板のEx/Emスペクトル

インフラゴールド拡散反射板

赤外用の拡散板です。表面は拡散性を持たせるために梨地状に加工しています。反射率の校正データは通常は付いていませんが、オプションで添付することができます。
波長範囲：1〜20μm 平均反射率：94%型

番

反射率（％）

UIRT-94-050
UIRT-94-100
UIRT-94-180

サイズ（インチ）
2×2

UIRT-94-020
94

5×5
10×10
18×18

http://www.oceanphotonics.com▲ 波長標準反射板の分光反射率26

積分球 ＆ 標準反射板 詳細情報へ ▶

積分球アプリケーション

発光測定
LEDチップ、LED照明等の発光測定に使用し積分球中心部に試料を設置
4π測定（全方向発光）

積分球側面に試料を設置
2π測定（前方向発光）検出器

ます。LED電球のように全方向に発光する場合
は4π測定、LEDダウンライトのように前方向に発光する場合は2π測定になります。

検出器

反射測定

直接照射・拡散受光

平面や曲面の試料の拡散反射特性や色を測定する際に使用します。ライトトラップを設置することで正反射成分を除去することもできます。

ライトトラップ

拡散照射・直接受光
ライトトラップ
検出器

検出器
光源

透過測定

試料への直接照射

平面や凹凸、曲面のあるレンズ、フィルタ等の試料の拡散透過特性を測定する際に使用します。
ライトトラップを設置することで、ヘーズ測定にも使用できます。

試料への拡散照射
検出器

検出器
光源

ライトトラップ

均一光源

光源外部設置

光源内部設置CCD、CMOSやカメラの校正用光源として使用します。各素子に均一光を照射することで感度ムラを補正することができます。

光源

光源

レーザ測定
主にレーザパワー測定の受光ヘッドとして使用します。レーザの一次反射光が直接検出器に入らないように第一照射面と検出器の間にバッフルを設置します。

検出器※製品のご使用にあたっては、製品に添付されている取扱説明書をよくお読みください。 改良のため外観・仕様などを予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。 本カタログに記載の会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

ラブスフェア課〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-30-16 ホリゾン1ビル
TEL 03-6278-9470 FAX 03-6278-9480
http://www.oceanphotonics.com E-mail: sales@oceanphotonics.com(2)

16.07