MicroSpotMonitor MSM+ HB
マイクロスポットモニタ エムエスエムプラス エッチビー
ファイバーレーザ
ディスクレーザ
ダイオードレーザ

超短パルス

CO2 レーザ

1 025 – 1080 nm
高出力レーザ向けの最も洗練された先進的なカメラベースのビームプロファイラー

コースティック
生ビーム
パワー
ビームプロファイルパワーレンジ

10 W – 20 kW

ビーム品質M2

シングルモード – マルチモード

ビーム径

20 – 1,000 µm

ポインティングスタビリィ
特長
方向フォーカスシフト

インターフェース

ファイバーソケット用マウント

Ethernet

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/ Rev.1.0 p.1
page 1

テクニカル
MicroSpotMonitor MSM+ HB は、市場で入手可能な高出力レーザ用の最も洗練された先進的なカメラベースの測定器です。 独自の設計と完璧に選択されたコンポーネントと光学素子を備えた MSM+ HB は、マルチモードでは最大 20kW、シングル モードでは最大10kWのレーザビームを減衰して画像化します。
PRIMES社の HighBrilliance 測定対物レンズは 4.5 倍の倍率を提供し、自己誘発フォーカスシフトを最小限に抑えるように設計されています (~ 5 % / zR*kW SM)。 メインハウジング内の追加ビームスプリッターと選択可能な減光フィルターを備えたフィルターホイールにより、測定可能なパワー範囲が拡大しました。 さらにMSM+ HB には選択可能な2枚の内部対物レンズが装備されており、可能な倍率を 1.8x 又は 7.1x に拡張できます。

集光レーザのコースティックを測定する時、内部軸の光学アセンブリ全体がレーザの経路に沿って移動します。 オプションのファイバーソケットマウントを使用すると、MSM+ HB でファイバーレーザに対するフォーカスヘッドの影響を測定することができます。
このようにファイバー誘導レーザの伝搬を直接測定することができます。 レーザ解析ソフトウェア(LDS)を使用すれば、ファイバーとフォーカス測定値のずれを表示して評価することができます。
MSM+ HB の水冷回路に接続されているオプションの PowerLossMonitor PLM を使用すると、レーザパワーに関する時間分解の情報を提供できます。 インテグレートされた安全回路がシステムの状態をモニタし、障害が発生した場合はレーザを即座に停止させます。
PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/ Rev.1.0 p.2
page 1マイクロスポットモニタ エムエスエムプラス エッチビーの仕様

MSM+ HB10

MSM+ HB20

測定パラメー タ ME A S U R E ME N T PA RA ME TE RS
最大入力パワー /Max. laser power
シングルモード/Single mode
マルチモード /Multi mode

5 kW
10 kW

10 kW
20 kW

許容波長レンジ /Admissible wavelength range

1,025 nm – 1,080 nm

ビームサイズ /Beam diameter

20 µm – 1,000 µm

許容測定レンジ /Admissible measuring range± 3zR

最大インプットNA /Max. input NA

0.11

最大Z軸ワーキングランジ /Max. working range z

120 mm

40 mm

供給データ SUPPLY DATA
電源 /Power supply

24 V DC ± 5 %, max. 1.8 A
0.4 A

スタンバイモード /In standby mode
推奨冷却水流量 Recommended cooling water flow rate

0.7 l / min / kW
5 l / min | 10 l / min

最小冷却水流量 Min. cooling water flow rate
冷却水の温度 Cooling water temperature Tin

露点温度 < Tin < 30 °C

最大水圧 Maximum water inlet pressure4 bar

コンプレッサーエアー Compressed air pressure

0.5 bar – 1.0 bar
2 bar

最大圧力 Maximum pressure仕様 Specification of compressed air according

ISO 8573-1:2010 [6:4:4]

通信 COMMUNICATION
インターフェース /Interfaces

Ethernet, PRIMES-Bus RS485, Safety circuit

寸法・重量 DI ME N S I O N S AND W EIG HT
寸法(L x W x H) ケーブルとプラグ含む
Dimensions (L × W × H) excl. cables and plugs

600 x 401 x 388 mm

727 x 400 x 385 mm

ベースプレート上の焦点位置 Focal position above base plate 320 – 400 mm

390 – 410 mm

重量 /Weight (approx.)

42 kg

35 kg

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.1.0

p.3

アプリケーション:
レーザメーカー

サービス

自動車産業

アデティブマニュファク

品質管理

チュアリングリング
プラントエンジニアリング

研究開発 R&D

オートメーションシステムについて: MicroSpotMonitor MSM+ HB は、高輝度レーザのパワーレベルが絶えず上昇し続ける市場の要求を満たすように設計されています。 MSM+ HB はカメラベースのシステムにより、高い分解能と高精度でパワー密度分布を含む集光レーザ関連のパラメータをすべて測定します。新
しいレーザ光源の開発、集光ヘッドの光路最適化、加工機械のレーザ性能の検証は、かつてないほど容易かつ信頼性の高いものになりました。

優位点:実績のあるMicroSpotMonitor の新しい「プラス世代」は、より速い測定速度、強化されたアルゴリズム、新しい測定モードを提供します。 レーザ解析ソフトウェア(LDS)の完全自動コースティック
測定と新機能により、基本的な測定の使いやすさが向上すると同時に、ビームプロファイルの詳細分析のための詳細情報を提供することができます。

要約： 最大パワー20kWのシングルモード又はマルチモードのファイバレーザを備えたレーザシステ
ムを詳細にモニタできます。集光レーザ又はファイバーレーザのパワー密度分布により、根本的な原因分析が容易になります。 光学部品の表面上の歪み、収差、スパッタ、欠陥を直接検出し、的を絞った方法で適切な対策を即座に開始することができます。

For further information please visit www.primes.de/msm+hbRIMES GmbH | Max-Planck-

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.1.0

p.4