FocusMonitor FM+
フォーカスモニタ プラス
ファイバーレーザ
ディスクレーザ
ダイオードレーザ

超短パルス

CO2 レーザ

400 – 2100 nm

10.6 µm

高出力レーザビームにて実績のある標準器
コースティック
パワーレンジ

30 W – 100 kW

生ビーム
パワービームプロファイル
ポインティング スタビリティ
方向

ビーム品質 M2

ビーム径

特長
インターフェース

シングルモード – マルチモード
1 to > 100
集光径 100 – 5,000µm

自動コースティック, ラインスキャン
Ethernet

フォーカスシフト
PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/ Rev.7.3 p.1

テクニカルFocusMonitor FM +は、特殊な測定チップでレーザビームをスキャンする光学機械式スキャンタイプのレーザ測定システムです。測定チップにはレーザビームの一部を通過させる小さな穴（通常直径：約20µm）が備わっています。穴を通過したレーザビームの一部は2つの反射ミラーで反射され、使用するレーザパワーと波長に応じて選択され設定されたディテクタに導かれます。
回転ディスクを前方に移動させ、ユニット全体を徐々に上向きに水平移動させることにより、複数のパワー密度分布からなるコースティックが作成されます。回転する測定チップの高速回転により、高出力密度のレーザビーム解析が容易になります。
搭載されているADコンバータのダイナミクスにより、非常に高いSN比が得られます。非常に低い強度のビー
ムでも、高いピーク強度のレーザ同様に高精度で測定できます。その為、ISO11146に従って少なくとも4レイリー長にわたって焦点近傍のコースティックを自動的に測定することが必要です。
絶えまなく増加するパワーレベルとビーム品質の要望を満たすため、独自の追加機能FS³ (フューズドシリカセンサーシステム)をラインナップしています。
Focus Monitor FM+ファミリの最先端機種として FocusMonitor
FM+HPDをリリースしました。継続的な開発と新しい測定原理FS³の特別な設計により、最大50 MW/cm2 までの高出力密度のレーザビームを測定および評価することが可能になりました。 100μm〜1,200μm2のビーム径の評価が可能です。FocusMonitor FM + HPDの革新的な設計と新機能によりレーザ波長 515〜545nm及び1,000〜1,100 nmのレーザ測定に対応します。
FocusMonitor FM + HPDでプロファイル測定を行えば、例えばレーザ切断アプリケーションなど、これまで評価が困難であったパワーレンジにおいても、画期的なレーザビームのコースティック解析を実現します。

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/ Rev.7.3 p.2
page 1

フォーカスモニタ プラスの仕様

FM+FM+HPD

測定パラメー タ M E ASUREM ENT PARAMETE RS
パワーレンジ / Power range

30 – 25,000 W 1)

30 – 25,000 W

波長レンジ / Wavelength range

400 – 12,000 nm

515 – 545 nm
1,000 – 1,100 nm

ビーム径/ Beam diameter

100 – 3,000 µm(up to 5,000 µm optionally)

100 – 1,200 µm 3)

CO2 laser (10.6 µm): 30 MW/cm2
Nd:YAG laser (1,000 – 1,100 nm): 10 MW/cm2
VIS laser (515 – 550 nm): 5 MW/cm2
Diode laser (800 – 1,000 nm): 1 MW/cm2

50 MW/cm2

波長別最大パワー密度Max. power density at different
wavelength

最 大 ビ ー ム 発 散 角 ( 測 定 チ ッ プ に よ る ) NIR high div: 200 mrad
Max. beam divergence (depending on CO2 high power: 240 mradmeasuring tip)
Diode: 500 mrad

120 mrad決定パラメー タ D E TE RMINE D PARAMETERS
集光位置 x,y,z /Focus position x, y, z

yes

yes

焦点半径 x,y /Focus radius x, y

yes

yes

2

ビーム品質 M / Beam quality factor M2

yes

yes

発散角 / Divergence angle

yes

yes

ビーム強度分布 /Power density distribution

2D, 3D2D, 3D

デバイス パラメー タ DEVICE PARAMETERS
測定ウィンド x-y /Measurement window x-y

8 x 8 mm (12 x 12 mm optionally) 2)

8 x 8 mmワーキングレンジ z / Working range z

120 mm

120 mm

分解能 / Resolution

32 x 32 px – 1,024 x 1,024 px

32 x 32 px – 1,024 x 1,024 px

回転速度/ Rotation speed

1,875, 3,750, 7,500 min

1,875 min-1

ラインスキャン / Linescan

yesyes

電源 /Power supply

24 V DC ± 5 %, max. 3.5 A

24 V DC ± 5 %, max. 3.5 A

イナートガス(水と油を含まず)
Inert gas (water and oil free)

ヘリウム / 窒素 / アルゴン
Helium, Nitrogen, Argon

ヘリウム / 窒素 / アルゴン/ 圧縮空気

イナートガスの圧力 / Pressure inert gas

代表値 0.5 bar

代表値 0.5 bar

Ethernet, RS485

Ethernet, RS485-1

供給データ SUPPLY DATA

Helium, Nitrogen, Argon, compressed air

通信 COMMUNICATION
インターフェース /Interfaces

寸法・重量 DIMENSIONS AND WEIGHT
寸法 (L x W x H) Dimensions (L x W x H)

280 x 242 x 218 mm

318 x 242 x 218 mm

重量 / Weight (approx.)

8.5 kg

8.5 kg1)
2)
3)

高出力パワーに関しては要相談 Higher power ranges on request.
広いワーキングレンジに関しては要相談 Larger working ranges on request
測定するビーム分布サイズは、86%のパワーが含まれる状態で最大1,200μmです。 この範囲内であれば、スポットを配列して測定することも可能です。 The size of the beam distribution to be measured must not exceed 1 200 μm in the 86 % power inclusion.
within this range, measuring an array of spots is also possible.

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.7.3

p.3

アプリケーション:
レーザメーカー

サービス

自動車産業

品質管理

アデティブマニュファクチュ
アリング

研究開発 R&D
プラントエンジニアリング
オートメーションシステムについて: FocusMonitor FM+ は、遠赤外からブルーレーザのスペクトル帯域までの集光レーザビームを分析するための多用途光学機械式スキャン診断システムです。 高出力レーザのパワー密度分布を直接測定するため、フルパワーで包括的な評価が可能になります。

優位点:FocusMonitor FM+ は、ビームプロパティ、集光ビームの幾何学的サイズ、集光位置、BPP（ビームパラメータ積）、ビーム品質、集光レーザビームのコースティックを測定できる最先端のツールです。測定チップは迅速かつ容易に交換できるため、FM+ は最適な測定チップと対応する検出器を選択するだけで、様々なレーザ光源とシステムを測定できます。

要約： FocusMonitor FM+ は、簡単に交換可能な測定チップと検出器を備えた汎用性が高いツールであり遠赤外からブルーレーザのスペクトル帯域の集光ビーム を測定できます。 そのためレーザ材料加工での使用を強くお勧めします。

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.7.3 p.4