BD FACSVerse フローサイトメーター
Simply brilliant

BD FACSVerse : Simply Brilliant
BD FACSVerse™ フローサイトメーターは、高性能とフレキシビリティ、操作の簡便性を徹底的に追及したシステムです。ハードウェアの設計と新しいBD FACSuite™ ソフトウェアには革新的技術を採用し、最大10パラメーター（蛍光 8 色＋散乱光 2色）まで対応できます。
機器設定からデータの取り込み、解析、シャットダウンまでスムーズな操作が可能です。

BD FACSVerse™ フローサイトメーターの光学システムの特徴は、小型の検出系とマイクロチップ搭載のフィルター・ミラーユニットを搭載したコンパクトな光学設計です。マイクロチップは光学フィルターの情報を読み取り、実験目的に適した設定であるか確認します。必要に応じてユーザーに知らせることで、常に適切な設定で測定することができ、安心して解析することができます。

BD FACSVerse™ フローサイトメーターの流路系は、吸引式のサンプルインジェクションチューブ（SIT）と新しいフローセルにより、安定性と蛍光検出能を向上させました。従来のHigh、Medium、Lowというサンプル流速に加えて、蛍光が弱い粒子の検出用に高感度測定モードで測定するこも可能です。
流路系を新しくデザインしたことによって、多くのサンプルチューブ・プレートに対応することができるよ
うになりました。サンプルチューブは小型のマイクロチューブ（〜500μL）から、50mLコニカルチューブまで測定可能です。オプションの BD FACS™ ユニバーサルローダーを用いれば、マイクロタイタープレー
トやチューブラックを使用した複数検体のサンプリングを自動化することもできます。

BD FACSuite™ ソフトウェアは、機器設定に新しい方法を導入し、操作を簡単にしました。ユーザーは、
BD FACSuite™ ソフトウェアを用いることにより、機器の状態および性能の確認、サンプルデータの取得、蛍光補正など重要な操作を正確にかつ簡単に行うことができます。そのため、いつでも信頼性の高い
再現性あるデータを得ることができます。
フローサイトメーター初心者でも、幅広いアプリケーションに対応できるように、アプリケーション毎の機器設定＋解析テンプレート（プリセット・アッセイ）を用意しています。プリセット・アッセイでは、機器設定、蛍光補正、データ測定・解析用ワークシート、ゲート、レポートがすでに設定されており、すぐに実験を行いデータを得ることができます。実験に合わせて変更して使用することも可能であり、幅広いアプ
リケーションをサポートすることができます。プリセット・アッセイは、他のユーザーや他の研究室と同じ設定を使用することが可能であり、施設間、実験者間のデータの差異を減らし、実験の信頼性と再現性を向上させることができます。
他のBDフローサイトメーターや抗体試薬と同様に、BDの技術サポートとアプリケーションサポートを利用することができ、機器を安定稼動させかつ研究を加速させることができます。

最適な感度、コンパクトなデザイン

すべてのユーザーに信頼できる性能をBD FACSVerse™フローサイトメーターは、光学系に直ヘプタゴン検出器で、信頼性をより確かなものに接照射方式を採用することでコンパクトかつフローセル

BD FACSVerse™ フローサイトメーターのために開発さに効果的なレーザー照射を可能にしました。そのため、れたコンパクトなヘプタゴン検出器には、蛍光を分光・選BD FACSVerse™フローサイトメーターの光学系は、高択するフィルターとミラーが一体となったフィルターユ

感度解析が可能となり、マルチカラー解析に最適です。

ニットを採用しています。各フィルターユニットには、フィ

また、自動光軸調整機能（特許取得済み）、光学フィル

ルターとミラーの波長情報をもつマイクロチップが搭載

ターユニット、ステンレス製フローセルなど多くの革新的されています。フィルターユニットをヘプタゴン検出器に技術を光学系に採用し、データの信頼性とシステム性能

挿入すると、波長情報がマイクロチップからフローサイトを向上させました。

メーターシステムに伝達され、光学フィルター・ミラーユ
ニットが適切な組み合わせになっているかを確認します。
そのため、BD FACSVerse™ フローサイトメーターで測定したデータは、適切な光学設定で取得されており、いつも安心して解析することができます。
自動光軸調整機能により、いつも同じ性能を

BD FACSVerse™ フローサイトメーターは、自動光軸調整機能により、精密な調整を実行することで、いつも同じ性能を発揮することができます。各レーザー光軸は個別に調整され、1／ 30 刻みの精密な調整により最適な光軸設定を行います。
温度環境制御によりレーザー集光を向上

BD FACSVerse™ フローサイトメーターの励起光学系には、レーザーの温度制御機構を搭載しました。温度制御
により、レーザー光を安定してフローセルのレーザーヒッ
トポイントに照射することができ、いつも同じ性能を発揮することができます。

安定性の高いステンレス製フローセル
BD FACSVerse™フ ロ ーサイトメー ター は、
ステンレス製フローセルを採用しています。
ステンレスは親水性であるため、気泡を減少させ安定性を向上させることから、流路全体の性能を向上させることができます。また、ステンレスは熱膨張性が低いため、温度変化による性能の変化を軽減することができ、安定した性能を発揮することができます。

4システム性能モニタリング

BD FACSVerse™ フローサイトメーターの光学系
は継続してモニタリングされ、問題が起こる前にメンテナンスを行うようにユーザーに注意を呼びかけます。そのため、ユーザーは適切にメンテナンスを行うことで、常に最高の性能を発揮することができます。レーザーと使用状況のデータは保存され、ユーザーが手をかけずとも状況を管理できます。

フィルターユニット

3つのレーザーを備えたコンパクトな光学デザイン

8 ピークビーズのデータ

0

102

103

FITC

104

105

102

103

104

PE

105

Count

50 100 150 200 250 300 350
50 100 150 200 250 300 350 0

Count

0
0

0

Count
Count

50 100 150 200 250 300 350 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Count

500 0 100 200 300 400 500 600 700
400
300

Count

Count

200
100

Count

高感度測定モード0

標準測定モード

0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 100 200 300 400 500 600 700

BD FACSVerse™フローサイトメーターの標準測定モードと高感度測定モードにて 8 ピークビーズを測定した。
FITC、PE、PerCP-Cy™5.5、および PE-Cy™7 検出器における蛍光パターンを示す。

0

102

103

PerCP-Cy5.5

104

105

0

102

103

104

105

APC

5

FLUIDICS
安定性と高性能高いフレキシビリティを備えた最高のデザインBD FACSVerse™フローサイトメーターの光学系と流路

吸引システムにより、高いフレキシビリティを実現

系は連動して稼動し、フローサイトメーターアナライザー

BD FACSVerse™ フローサイトメーターは、高い柔軟性をでは最高クラスの光学検出感度とフレキシビリティを備実現するために吸引式の流路システムを採用しています。

えています。

吸引式流路システムにより、ほとんど全ての種類のチューブに対応することができ、サンプルチューブを所定の場所にセットするだけで測定を行うことができます。チューブ
ホルダーはサイトメーター本体に内蔵されたことで、より耐久性が高く、サンプルインジェクションチューブ（SIT ）の損耗を軽減することができます。
多くのサンプルデバイスに対応
手動でセットすることができるサンプルデバイスは、ポリ
スチレン製、ポリプロピレン製、あるいは K-レジン製の12×75mmチューブ、15mLおよび50mLのコニカルチュー
ブ、1500μLあるいは500μLのマイクロチューブなど幅広く使用することができます。オプションの BD FACS™ ユニ
バーサルローダーではさらに30 本または40 本用チューブ
ラックとディープウェルまたは標準ウェルの 96ウェルプ
レート、384ウェルプレートに柔軟に対応します。

BD™ Cytometric Beads Array（CBA）によるタンパク質定量

アによって認識され、簡単で強力なタンパ
ク質定量のワークフローを可能にします。

Tube_002 - P1

Tube 001 - All Events

105
70
60

104

CBA-NIR50CountBD FACSVerse™フローサイトメーターは、
BD™ CBA Flex Set（A）および CBA キット（B）の ビーズ の 検 出 が 可 能 で す。BD
FACSuite™ソフトウェアに入力された情報は、解析中に FCAP Array™ v3.0 ソフトウェ

103

40
30

10

2

20
101

10

10

6

1

10

2

10

3

CBA-Red

10

4

10

5

0

101

102

103

CBA-Red104105

信頼性を高める独自開発の独自に開発したサンプルインジェクションチューブ（SIT）

BD FACSVerse™フローサイトメーターでは、2種類の測定モードがあります。標準測定モードでは、3 種類のサン
プル流速（High、Medium、Low）が使用でき、ユーザー

は、BD FACSVerse™フローサイトメーター流路系の革新

は実験のプロトコールに適した流速を選ぶことができま的な技術です。SITは、外側がステンレススチール製で、内す。高感度測定モードでは、サンプル流速はMediumに

サンプルインジェクションデザイン

側のインナープローブが高性能ポリマー製です。インナー設定され、シース液流速を低く設定することにより、蛍光プローブがサンプルデバイス内に降りてサンプルを吸引しの弱い粒子の検出を高めます。高感度測定モードでは、ます。これによって、開口部がどのような大きさの容器で染色された細胞はレーザーヒットポイントをゆっくりと通も同じようにアクセス可能です。サンプルの吸引が終わる

過することで、蛍光信号分解能が高くなります。

と、サンプルインジェクションチューブ領域の洗浄が行われるため、キャリーオーバーが最小限に抑えられます。こ細胞数測定フローセンサーオプションのような技術によってシンプルで、検体に触れずに操作を細胞数測定BD™ Flow Sensorオプションを使用すれば、行うことが可能です。

吸引したサンプル中の細胞や粒子の絶対数を正確に測定することが可能です。従来のペリスタポンプとダイオード

フィードバック機構による高い安定性を使用した測定法は計算による間接的な細胞数カウント

サンプルが整列してレーザーヒットポイントを通過するよであるため、定期的なキャリブレーションを必要としまし

うに、デュアルフィードバックシステムがシース液をコントた。これに対して、BD™ Flow Sensor では、サンプルイン

ロールします。さらに、熱感知性フィードバックシステム

ジェクションチューブを通過するサンプル量を直接測定すが、温 度 に 応じてサン プル 流 速 を 精 密に 制 御し、B Dる方法のため正確な細胞数カウントが可能であり、定期

FACSVerse™フローサイトメーターが安定して稼動する的なキャリブレーションを必要としません。

ことを可能とします。

フレキシブルな溶液供給と廃液管理
日常的な仕様場面では、5L 容量の溶液タンクと廃液タンク
をフローサイトメーター本体のそばに置くことが可能です。

10L 容量のタンクに交換することも可能です。
溶液タンクの液量センサーにより、シース液および廃液の液量をモニターすることができます。液量が少ない場合にはユーザーに知らせます7優れたフレキシビリティと簡単な操作性

幅広い自動サンプリングシステム
オプションの BD FACS™ユニバーサルローダーは、チュ

チューブもプレートも同時対応

ーブおよびマイクロタイタープレート両方のサンプリング

操作を簡便にし、実験デバイスに柔軟に対応できるようを自動化し、高速で測定することができます。操作も簡に、BD FACS™ ユニバーサルローダーは、チューブもマイ単であり、柔軟性を 備えたユニバーサルローダーによクロタイタープレートも同じローダーデバイスからサンプ

り、研究の効率化を計ることができます。

リングできるように設計しました。
サンプル認識機構と画像処理により、制御が簡単に

BD FACS™ユニバーサルローダーのソフトウェアは、30本チューブラック、
マトリクスストレージチューブラック、マ
イクロタイタープレート上のバーコードを読み込むことができます。広範で大量のサンプルを処理する実験では、サンプルの選択ミスなどの間違いを最小限に留めることができます。

BD FACS™ユニバーサルローダー内蔵のイメージシステム
は、ローダーにセットされたサンプルデバイスの画像とシステムに保存されている画像データとの照合を行います。
照合を行うことで、セットされたサンプルデバイスがソフト
ウェア上で選択されたデバイスと同じか、サンプルが入っているウェル数およびチューブ数は適切か、正しい位置にセットされているか、プレートの蓋ははずされているかを確認し、必要に応じてユーザーに注意喚起を行います。そのため、ユニバーサルローダーシステムを用いれば、安心して測定が行えます。

P1

P1
105

103

104

CD16+56 PE

104

CD8 FITC

104

103

102

103

102

0

102

0
-102

0

102

103

CD3 APC

104

105

0
-102

0

102

P1

103

CD3 APC

104

105

103

104

CD3 BD Horizon V450

105

104

105

102

0
103

105

103

102

0

104

104

103

102

103

CD3 APC

CD16 PE

CD8 FITC

104

102

102

105

CD4 PerCP-Cy5.5

104

0

0

P1

105

-102

-102

P1

105

8

P1

105

CD4 PerCP-Cy5.5

105

0
-102

0

102

103

104

CD3 BD Horizon V450

105

-102

0

102

103

CD3 BD Horizon V450

UNIVERSAL LOADER

最適なサンプル再懸濁システム

常に使いやすい位置関係

ローダーに内蔵された旋回型シェイカーにより、チューブ

BD FACSVerse™フローサイトメーターは、BD FACS™

やマイクロタイタープレート中のサンプルの攪拌が行われユニバーサルローダーオプションを選択してもしなくてます。ユーザーは調製したサンプルをそのままローダー

も、ユーザーに不便を感じさせない設計になっています。

に装着することができます。細胞に応じて最適な撹拌回システムの柔軟性を維持するために、ローダーがある場

転数を選ぶことができ、ダメージレスな攪拌が可能です。

合でも、手動でサンプルをセットすることができます。
ローダーは、コンパクトかつワークステーションとの位置関係を考慮し、使い勝手を考えたデザインです。このようなデザインによって、ローダーにサンプルを載せながら、ワークステーションに簡単にアクセスできます。ローダーのインジケーターランプと警告システムは、ワークステー
ションの前に座ったユーザーが、ローダーの状況を容易に見られるようにデザインされています。

P1

A

105

CD19 PE-Cy7

104

103

102

0
-102

0

102

103

CD3 APC

104

免疫細胞解析

105

P1

P1
105

104

104

B

CD19 APC

103

B 正 常 ヒ ト 末 梢 血 を、CD8 FITC、CD16 PE、CD4
PerCP-Cy™5.5 、CD56 PE-Cy™7 、CD19 APC 、
CD3 V450 抗体で染色し解析した。リンパ球集団の

103

102

102

0

み表示した。

0
-10

2

0

10

2

10

3

10

4

CD3 BD Horizon V450

105A 正常ヒト末梢血を、CD8 FITC、CD16+56 PE、CD4
PerCP-Cy™5.5、CD3 APC、CD19 PE-Cy™7 抗 体で染色し解析した。リンパ球集団のみ表示した。

CD56 PE-Cy7

105

-10

2

0

10

2

10

3

10

4

CD3 BD Horizon V450

10

5

9

確実で信頼性の高いデータ

もうひとつ上の生産性を
フローサイトメトリーの進化を推 進しているのは、BD

簡便な操作手順

FACSuite™ソフトウェアです。BD FACSuite™ソフト

BD FACSuite™ソフトウェアは、ユーザーが機器の操作

ウェアによって、BD FACSVerse™ フローサイトメーにかかる時間を最小限にし、サンプル調製に時間をかけ

ターは使いやすさと柔軟性を実現しながら、現在の技術られるようにデザインされています。BD FACSuite™ソフ

で可能な限り最高品質で再現性のあるデータが得られトウェアにより、スタートアップから機器設定、サンプルます。

データ測定、解析、そしてシステムのシャットダウンまでの操作を、ユーザーはクリックのみで完了することができます。
効率的なセットアップ

BD FACSuite™ソフトウェアでは、フローサイトメーター
機器設定を合理化することで、簡単に使用できかつ再現
性あるデータを取得できるようになりました。

BD FACSuite™ CS&T Resarchビーズを用いて、機器状態を確認し、自動で機器調整を行うことで、毎日の実験を同じ機器状態で実施することができます。システム性能、検出器設定の確認が行われ、場合によってはレーザー光軸に関して警告が出されることもあります。BD FACSuite™

CS&T Resarchビーズを用いた機器設定は、手動操作を行わずに設定可能です。

自動化されたスタートアップ、システムアイドリング、シャットダウン
BD FACSuite™ソフトウェアのタイマーをセットすると、装置の電源投入、イニシャライズ、
ウォームアップまでのルーチン作業を、毎日決まった時間に BD FACSVerse™フローサイト
メーターを使用可能な状態にすることができます。また、ユニバーサルローダーによる取り込みが終了した時や、一定時間システムがアイドリング状態になったときに、シャットダウン
するようにプログラムすることもできます。アイドリング時のシャットダウンでは、システムが終了しようとしていることを知らせるメッセージが表示されるので、必要に応じてユーザー
がシャットダウンをキャンセルすることもできます。

10

BD FACSUITE SOFTWARE
新しいアプローチにより簡単でフレキシブルな蛍光補正を実現
マルチカラーフローサイトメーター解析を行うには正確な蛍光補正が重要です。しかし、蛍光補正は煩雑で、時間のかかる作業でした。
これまで、正確な蛍光補正を行うためには、測定するすべての蛍光色素の蛍光補正用コントロールが必要でした。5

BD FACSuite Home Page

カラー解析では、5種類の蛍光補正用コントロールを用いて、正確な蛍光補正値を決めることが必要です。6つ目の蛍光色素を実験に追加する場合には、再度 6 種類の蛍光補正コントロールを測定することが必要でした。

BD FACSuite™ソフトウェアでは、BD FACSuite™ CS&T
Research ビーズとBD FACSuite™ FC ビーズを用いることにより正確でかつ再現性のある機器設定を行いながら、蛍光補正作業頻度と蛍光補正用コントロールを最小限にすることができます。BD FACSuite™ FC Beadsを使用した操作で、検出器電圧に依存しない蛍光補正値を決めます。機器設定が正確になされているため、一度決めた蛍光補正値は 30日間有効です。そのため、毎回必要と

BD FACSuite Setup and QC workspace

していた蛍光補正用コントロールは用意する必要はなくなります。新しい蛍光色素を追加する場合には、その色素以上のような技術によって、BD FACSVerse™フローサイの蛍光補正用コントロールを測定するだけで済みます。
検出器電圧に依存しない蛍光補正値を計算にもちいるこ

トメーターは蛍光補正の頻 度や煩わしさを大幅に軽減とで、蛍光補正コントロールを用意せずに、検出器電圧をし、日々の作業時間を短縮することができます。さらに、調整することができます。蛍光補正値は自動で計算され蛍光補正値の正確性や再現性の向上により、信頼性の高ます。

いデータを得ることができます。

BD FACSVerse™フローサイトメーターで測定した CTN データ
x1000

プロットデータ。

All Events

250

Propidium Iodide-A

ット。凝集細胞を検出しシングル細胞集団と分離することができる。

All Events

x1000

200

SSC

B PI( ヨウ化プロビジウム ) によって染色した CTN の Width vs Area のドットプロ

All Events

250

150

100

50

250

200

Count

A BBD FACSuite™ソフトウェアで解 析した CTN（仔牛胸腺細胞核）の FSC vs SSC

150

100

Singlets

100

G0/G1

50
0
0

C PI( ヨウ化プロビジウム ) によって染色した CTN の Area ヒストグラム。分解能と直線性を確認することができる。

200

FSC

A

x1000

0

50

100

150

200

Propidium Iodide-W

B

250

0
0

x1000

50

100

150

200

Propidium Iodide-A

250
x1000

C

11

プリセット・アッセイとユーザーカスタムアッセイ

効率的なアプリケーション解析
BD FACSuite™ソフトウェアは、アプリケーション専用

直感的なワークスペースの機器設定解析（プリセット・アッセイ）をオプションとユーザーインターフェースは、どんな実験にも共通する機して提供しています。プリセット・アッセイには、アポトー

器設定（Setup）、データ取り込み (Acquire)、データ解析

シス、細胞周期、細胞増殖、サイトカイン検出があり、BD(Analyze)という３つの実験手順を中心にデザインされて試薬キットを用いて再現性の高いデータを得られます。

います。ワークスペースは、その操作で必要な項目を機能

BD FACSuite™ソフトウェアでユーザーが作成した実験
ファイルは、他の測定でも用いることができるようにアッセイファイルに変換することができます。そこには、同じ実験を行なうユーザー間でデータのばらつきが少なくなるように、機 器 設 定、測定・解 析用ワークシート、ゲー
ティング、レポートパラメータなどの情報が含まれます。
また、BD FACSuite™ソフトウェアは、サンプルを測定する前に、現在のシステム設 定が実 験に必要な設 定になっているかどうかを確 認します。光 学フィルター・ミ
ラーユニットのミスマッチなどを検知した場合には、シス
テムがユーザーに対して警告を発します。このようなソフ
トウェアによる確認が、効率的な実験操作とデータの信頼性を高めます。

的に実行できるように設計されています。例えば、機器設
定ワークスペースでは、機器設定で必要となる精度管理と機器コンフィグレーションのツールを簡単に見つけられます。実験のワークスペースでは、チューブセッティング、
プロット、ゲーティングを調整できるようになっています。
このような操作手順に基づいたワークスペースによって、作業に集中でき、作業を効率よく実行することができます。ユーザー管理や機器状態の診断機能、定期的メンテ
ナンスなどの管理機能は、権限を与えられたユーザーだ
けがアクセスできます。
マルチタスクサポートによる生産性の向上

BD FACSuite™ソフトウェアのワークスペースは複数のタスクを同時に行っても機能します。そのため、ユーザーはサンプルを測定しながらデータ解析を同時に行うことも可能です。ひとつのサンプルを途中から飛び込みで解析することもできます。ソフトウェアのマルチタスク機能は、フレキシブルで生産性の高い実験操作を推進します。

スピーディで自由度の高いデータ解析
BD FACSuite™ソフトウェアには、さまざまなデータ表示方法とより詳細に解析するためのツールがあります。
データ解析ツールとして、ドットプロット、ヒストグラム、コンター（等高線）プロット、デンシティー ( 密度 ) プロットを用いることができます。データをより見やすくするために、ドットプロッ
トとコンタープロットを組み合わせたハイブリッドコンタープ
ロットを使用することもできます。コンタープロットの統計情報
は、プロット上にカーソルを載せると表示されます。ソフトウェ
アでは、ドットプロットをオーバーレイ（データを重ねる）して表示する機能も備わっています。ゲーティングツールには、これまでもあった四角形に加えて、楕円、ポリゴン、フリーハンドがあります。ゲートは、回転させることもでき、ズーム機能によって見たい領域のズームインやズームアウトが可能です。

12

新しいクワドラント（四分画）マーカーではさまざまな機能が加わり、フレキシブルに細胞集団を分画することができます。
たとえば、ヒンジマーカーでは四分画のマーカーを別々に動かすことで興味のある領域を正確に解析することができます。

BD FACSuite™ソフトウェアには、解析を迅速に行うための編
集ウインドウもあります。編集ウインドウを使用して、数式を作成しキーワードとして貼り付けることが可能です。数値デー
タの上にカーソルを置くと、計算に使用された数式が表示されます。
プレゼンテーションの作成には、高品質の画像を Microsoft ®
PowerPoint ® などのソフトウェアに簡単にカット＆ペーストできます。新しいレポートシステムでは、カラー画像を含む高品質のレポートを作成し、ドラッグ＆ドロップによって簡単に編集することもできます。

SOFTWARE
BD FACSuite™ ソフトウェア

エクスペリメントワークスペース

いつでも再現性の高いデータを

BD FACSuite™ソフトウェアは、世界で初めて、ひとつのアプリケーション・ソフトウェアだけで、一貫性のある機器設定と実験データ（データ測定、データ解析、ゲーティ
ング、レポートパラメータ）のコントロールを可能にしました。これによって、機器装置やユーザーごとのばらつきを心配することなく実験を進めることができます。異なる

BD FACSuite™ ソフトウェア

アッセイワークリストワークスペース

機器装置でも違う研究施設でも高い信頼性のある実験を再現できます。

CFR Part11対応
BD FACSuite™ソフトウェアは、データの健全性を保護するために、電子記録と電子署名に関する21 CFR Part 11
ガイドラインに準拠しています。これには、ユーザー IDとパスワード、電子署名、監査記録が含まれています。BD
FACSuite™ソフトウェアは、21 CFR Part 11ガイドラインに定められた要求事項を遵守するだけではなく、データを暗号化し、権限のないユーザーによってデータが変更されないように特別に設計されたアルゴリズムを使用しBD FACSuite™ ソフトウェアています。

ライブラリーワークスペース

Tube_005 - All Events

x1000

Tube_005 - All Events

Tube_005 - All Events

250
105

Q1_UL

x1000

105

x1000

0
50

102

50

0
-102

Q1_LR
50

100

150

FSC-A

楕円ゲート

200

250
x1000

PMTV

150

P2
103

100

50

0

-103

Q1_LL

0
0

P3

100

104

SSC-A

103

CD5 PerCP-Cy5.5-A

103

150

SSC-A

CD8 FITC-A

CD4 AmCyan-A

P3

100

200

104

104

Tube_005 - All Events

250

200

150

SSC-A

Tube_005 - All Events
105

P1

200

PMTV

Tube_005 - All Events

250

Q1_UR

0

103

104

CD5 PerCP-Cy5.5-A

105

ヒンジ四分画マーカー

0
PMTV-102 0 102

12917, 995

103

APC-H7-A

104

フリーハンドゲート

105

PMTV

0
0

27275, 188164

50

100

150

FSC-A

200

250
x1000

PMTV

0

102

103

104

CD3 Pacific Blue™-A

105

PMTV

0

42428, 146350

50

100

150

FSC-A

200

250
x1000

等高線プロットスタイルの例

13

SERVICES
サービス & サポート

私たち日本ベクトン・ディッキンソン株式会社では、フローサイトメーターの開発・販売のみでなく、より有意義にフローサイトメーターをご活用いただくためにサービスの向上にも努めています。
東京テクニカルサポートセンター（大崎）は、アプリケー
ションサポートグループ、フィールドエンジニアグループの本部として、トータルサービスを提供しています。また、トレーニングセンターとしての設備も完備しており、多くのお客様にトレーニングやワークショップを提供しています。

東京テクニカルサポートセンター

14

BD FACSVerse フローサイトメーター
TM

仕様
基本性能
蛍光検出感度 (Qr*)

FITC：20000、PE：133000、PerCP-Cy™5.5：13000、PE-Cy™7：17000
APC：10000、APC-Cy™7：7000、BD Horizon™ V450：47000、BD Horizon™ V500：17000

蛍光検出感度 (MESF)

FITC：100 MESF、PE：25 MESF、APC：50 MESF
FITC、PEはSphero Rainbow Caliburation Particles（RCP-30-5A）を測定した場合
APCはSphero Rainbow Caliburation Particles（RCP-38-2K）を測定した場合

蛍光検出分解能

CV値3%以下（CENをPIで染色した場合）

蛍光検出直線性

ダブレットとシングレットの蛍光チャンネル比率が1.95から2.05以内 （CENをPI染色し、G0/G1 peak値を測定する場合）

前方･側方散乱光検出感度

ノイズから固定した血小板を分離可能

側方散乱光検出感度

粒子径0.2μmの標準粒子が測定可能

前方･側方散乱光検出分解能

リンパ球、単球、顆粒球にそれぞれ3分画が検出可能(ヒト末梢血で赤血球を溶血したサンプル）

光学系
レーザーの仕様
搭載レーザー

20mW、488nm 固体レーザー
40mW、640nm 固体レーザー (オプション)
40mW、405nm 固体レーザー (オプション)

励起光学系
ビーム形状

照射位置のレーザー光サイズは9×63μm楕円形ビーム

プラットフォーム

レーザーはフローセルに対して異軸照射構造

光学アライメント

機器起動時に自動的に光軸を確認し、必要に応じて調整を行い常に最適な光軸を維持する

検出光学系
集光レンズ

光学ゲルによりフローセルと密着され一体化された構造

蛍光検出器

ヘプタゴン反射光学検出システム

488nmレーザー用PMT：4個
640nmレーザー用PMT：2個
405nmレーザー用PMT：2個
前方散乱光検出器

480/10バンドパスフィルター付きシリコンフォトダイオード

側方散乱光検出器

480/10バンドパスフィルター付きPMT

流路系
フローセル

ステンレス製フローセル

シース液送液量13.6mL / min（標準モード測定時）(430μm×180μm)

6.6mL / min （高感度モード測定時）
サンプリング

Low = 12μL / min、Med = 60μL / min、High = 120μL / min（高感度測定モード：40-55μL / min）

サンプル解析速度

35,000イベント/秒

キャリーオーバー

0.5%以下

信号処理系
信号解像度

262,144 チャンネル（18bit）

データ取り込みチャネル

最大10パラメータ（散乱光2パラメータおよび、蛍光8パラメータ）

蛍光補正機能各レーザー内、レーザー間全ての蛍光検出器間で可能

パルス処理

すべてのパラメーターについて、高さ、面積および幅の測定が可能

時間パラメータ

すべてのパラメーターに対して相関可能

Thresholdパラメータ

すべてのパラメーターに対して相関可能

主要諸元
寸法

63.2cm（幅）× 57.9cm（奥行）× 57.9cm（高さ）

重量55.0kg（サイトメーター単体、コンピュータを除く）

電源

100V、15A、50/60Hz

消費電力

150W

使用環境温度

15-30℃

使用環境湿度

5-95%* Qrは検出効率を相対的に示したものです。
※仕様は予告なく変更されることがあります。
※研究用です。治療・診断にはご利用いただけません。
＊Microsoft office、PowerPointおよびExcelは、米国又はその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
＊Cy TM はAmersham Biosciences社の登録商標です。
C 2013 BD＊BD、BDロゴおよびその他の商標は Becton, Dickinson and Company が保有します。◯

64-191-03
R0-1302-003-042