DIATRON
1000/2200/6060

ダイアトロン

2200

電子コラム ダイアトロン2200は、測定結果を3色カラー（赤、黄、緑）のバーグラフスケールとデジタル表示から読み取れるコラム形の測定システムです。
コラムには、使用されているインターフェースを検出する自動機能が装備されており、オペレータは画面表示から測定値を容易に読み取れます。
プログラムは、正面にある回転押しスイッチもしくはソフトにて行います。
プローブ（ハーフブリッジ）
は1、2、4、8個入力することができます。

測定及び表示機能●スタティック測定モード●ダイナミック測定モード：
Max値、Min値、平均値、公差、自動機能による測定モード●マルチ測定モード：1ヶ所から8ヶ所の測定ポイントの選択ができます●測定範囲／分解能：±3.0mm/0.1μm ±30mm/1μm●測定単位：mm/inch●2桁ディスプレイ： 測定ポイント番号（C1〜C8）
測定入力（P1〜P8）基本セットメニュー（L0〜L9）●6桁ディスプレイの表示範囲：
比較値の表示：±9.999mm/±99.999mm
絶対値の表示：0〜99.9999mm/0〜999.999mm●自動ゲージ選定機能

仕 様型

バースケールの範囲
式

電子プローブ入力数

DIATRON
2200-1K

DIATRON
2200-2KDIATRON
2200-4KDIATRON
2200-8K

1248寸

法

W56 × D86 × H418.5 mm

重量約1,400g（ベースプレート含む）

電源

100〜240VA、45〜60Hz

バ ーグラフ表 示
接続

3色カラーLED（自動カラー変化：公差マーク表示可能）
RS232（9ピン D-SUB）
OPTO RS232によるデータフォーマット

指示範囲

最小表示値

アクセサリー（オプション）
品

名型

式

±5.0000 mm

0.1mm

フットスイッチ

DT2200-FS±1.5000 mm

0.02 mm

接続ケーブル

DT-RS232±0.5000 mm

0.01 mm±0.1500 mm

0.002 mm±0.0500 mm

0.001 mm±0.0150 mm

0.0002 mm±0.0050 mm

0.0001 mm

ダイアトロン-μNetwork
6060 -μNetwork

データ保存機能、統計計算機能を備えたHBTプローブ(TESAその他）互換を最大８本接続する、使いやすく頑丈な、測定コンピューター（データ処理装置）です。
●データケーブル・タッチスクリーン入力で測定値を自動、手動で収集。
●測定値は、棒グラフ・管理図・ヒストグラムで表示。
●品質管理計画のプログラミングと多点計測器（BMDマルチプレーン
プラグゲージ）等向けの管理機能が容易。
●自動、もしくはワーク数、タイマーによる簡単なキャリブレ−ション。

ダイアトロン 6060-μNetwork

仕様

電子プローブ入力数

型式

パラメーター

DIA-Gauge Base

DIA-Gauge 拡張版

1

DIATRON6060-1K

測定プログラム数

820

2

DIATRON6060-2K

静的、動的測定標準の計算方法

標準の計算方法

4

DIATRON6060-4K

キーボード/タッチスクリーンによる測定値入力

可可8

DIATRON6060-8K

データ出力

CSV

Q-DAS簡略化

SPC表示

数値パターンのみ

コントロールチャート、CP&Cpk、ヒストグラム

SPCコントローラーインターフェース

RS232経由

RS232経由

ハードウェア●コンパクトで強健な構造●傾斜角調整付8インチTFT(800×600）タッチスクリーンディスプレイ
●インダクティブプローブ（1・2・4・8本）
デジタルインジケーター、デジタルI/Oモジュール、他 向けの自由度の高いモジュラーシステム

アクセサリー（オプション）
品名

型式

I/Oモジュール

DT6060-Modul-10

カバーキャップ（IP64)

DT6060-Covercap（注意：標準は、テサ互換 ハーフブリッジトランスディーサー）●インターフェース：USB、イーサネット、RS232(COMポート）

ソフトウェア●標準：DIA-Gauge Base
●オプション：DIA-Gauge 拡張版（オプション）

ゲージヘッドca.85

φ8-0.02

MTD

77.7

16.5
ca.108

DIATESTゲージヘッドは、TESAと互換性を有する精密変位トランスデューサです。非常に多くの応用に適しています。 仕 様特型

長●プランジャはリニアベアリングで支持されています。
●交換可能な測定子。
●φ3mm超硬ボール付ネジM2.5。
●高度の繰返し精度。
●優れた直線性。
●長期間使用できる耐久性。
●液体とほこりに対して強いラバーブーツ。

●標準ケーブル2m。
●測定力が0.4N、0.7N、1.2N、2.0N、2.5Nがありますので注文の際には測定力を指示してください。
（例.MTD-1.2N）●ダイアテスト精密内径測定器とこれらのゲージヘッドを使用する際は推奨されている測定力を考慮してください。

式

MTD

指 示 範 囲（mm）±1.5

全行程（mm）

4.0

直線性 （%）

0.15

繰 返し精 度（μm）
測注

定力 （N）
文

例ア ク セ サ リ ー

0.02
0.4、0.7、1.2、2.0、2.5
MTD−0.4N
直角アダプター（オプション）ダイアトロン

1000
デジタルインジケータ
ca.φ70主な特長
1. 最小表示値 ： 0.1μm
2. 精

度 ： 0.2μm以内

3. 指 示 範 囲 ： 4mm
4. 測定器により、プログラミングが可能。
5. 静的測定。
動的測定。最大値, 最小値, 最大−最小値。
6. 内径測定／外径測定
2507. コンパレータ機能（赤・緑・黄色）
全ての測定モードで公差のカラー切換えが可能。
8. 測定値をRS232やUSBインターフェースへの転送が可能。
9. 水の飛沫に対する保護クラス：IP65に準拠。
10. 接続ネジはM3.5×0.35、M6×0.75、M10×1。
11. 調整なしでBMDプラグゲージの交換が可能。

仕様
品

名

ダイアトロン
1000-V4

ダイアトロン
1000-V6

ダイアトロン
1000-V10型

式

DIATRON
1000-V4DIATRON
1000-V6DIATRON
1000-V10

接 続 ネ ジM3.5×0.35

M6×0.75

M10×1

最小表示値
精度

NEW

φ33

アクセサリー（オプション）品

0.1μm
0.2μm以内指 示 範 囲M3.5 0.35
M6 0.75
M10 14mm

名型式

接続ケーブルDIATRON-RS232C／DIATRON-USB

電DIGI-CR池

高精度BMDプラグゲージ XQ

新たに開 発 され た XQ は、従 来の標準プラグゲージの直線精度1％に対して0.5％を実現しました。

偏差μ誤差

標準プラグゲージ


XQ※指示計は、ダイアトロン 1000をおすすめします。



測定値mm

XQ

代理店

ダイヤテスト・ジャパン株式会社〒５８０ー０００３ 大阪府松原市一津屋1丁目15番29号
TEL.072ー330ー6661
FAX.072ー333ー8223
d-info@diatest-j.co.jp

http://www.diatest-j.co.jp

2017.10.1000(G)