コンクリガード・チェッカー
CGC-０１
取扱説明書

注 意・取扱説明書をよく読み、正しく使用して下さい。
・本書は、大切に保存し、常に参照して下さい。

2013 年 11 月

目次

１．特長・用途
２．仕様
３．各部名称３－１．本体３－２．プローブ
４．使用方法
４－１．プローブの接続・取り外し
４－２．電源 ON・OFF
４－３．測定（判定）５．測定上の注意事項
５－１．測定（判定）のルール

334
4
566
666
6

５－２．プローブの操作方法
５－３．ホールド機能について

6
7

５－４．オートパワーオフについて

7

６．乾電池について
６－１．電圧低下の表示
６－２．未測定時の取り扱い
７．保守・保管について
８．その他
８－１．ＣＧＣチェッカーの使い方

777888 本製品は土木研究所資料第 4186 号に準拠しております。
必ず土木研究所ホームページを参照して下さい。

2１．特長・用途


施工時の、コンクリート面に塗布された『浸透性コンクリート保護材』の検査・管理専用の検査器です。

プローブをコンクリート面に押し当てることにより、密度、埋没鉄筋などに影響されずに『浸透性コンクリート保護材』の塗布状態の検査が出来ます。



必要最小限の機能・表示により個人差なく簡単にお使いいただけます。

土木研究所資料第 4186 号に準拠しております。
※ご使用に際しては必ず土木研究所資料第 4186 号付属資料－3『浸透性コンクリート保護材の塗布判別方法（案）』をご参照下さい。

２．仕様
名称型式

コンクリガード・チェッカーTM（CONCRE‐GUARDCHECKER）

CGC‐01
測定方式

直流電気抵抗式

表示範囲

LLL、1.0～4.5、HHH

表示分解能 0.1
表示方式

LCD 方式、ホールド機能付※

プローブ

小型押当てゴム電極式

電源

単４アルカリ乾電池（1.5V）×4 本
連続使用時間約 100 時間

約 15 分のオートパワーオフ機能付
使用温度

0～40℃（結露のないこと）

寸法重量

約 80(W)×35(D)×150(H)mm
約 165g（本体：乾電池、ネックストラップ含まず）
約 90g（プローブ）

付属品

収納バッグ（ベルト通し付）、ネックストラップ

オプション CGC チェッカー※ 本器のホールド機能は撮影用に LCD 画面を固定するもので、画面に【HOLD】が表示されている状態のときは測定出来ません。測定するときは HOLD キーを押し画面の【HOLD】を消して下さい。

◎仕様・外観は改良のため、予告なく変更する事があります。

3３．各部名称
３－１．本体④④プローブコネクタ受け③⑦プローブコネクタ

①

②

⑥

⑤
①電源スイッチキー（POWER）
電源をON、OFFするスイッチです。
プローブを本体に接続してから電源をONして下さい。
②ホールドキー(HOLD)
押す毎にホールドの ON、OFFを切り替えます。
また、電源OFFでもこのモードを解除できます。
記録・撮影等で LCD 画面を固定したい時に押して下さい。
画面上に【HOLD】が表示され、キーを押した時の画面が固定されます。
続けて測定する時は再度キーを押し、画面上の【HOLD】を消して下さい。
画面上に【HOLD】が表示されたままでは測定出来ません。
③LCD表示部
測定値、電池残量、HOLDなどを表示します。
④プローブコネクタ受けプローブを接続するためのコネクタです。
⑤ネックストラップ
本器の落下防止用のネックストラップです。
⑥電池室（本体裏側下部）乾電池の収納部です。

4

３－２．プローブ
小型押し当て式ゴム電極プローブ⑨⑩⑧⑦プローブコネクタ
本体と接続します。
⑧ゴム電極部
コンクリート面に押し当てます。
⑨プローブ取手
プローブ取手です。
⑩プローブコード
プローブコードです。

5⑦

４．使用方法
４－１．プローブの接続・取り外し（必ず、本体の電源 OFFを確認して行います。）
・接続は、プローブコネクタ⑦の矢印を、本体のプローブコネクタ受け④のマーク部に合わせ静かに突き当たるまで差し込みます。
・取り外しは電源 OFFを確認し、プローブコネクタ⑦を、静かに引き抜きます。
※無理に押し込む、または、引っ張るとコネクタの破損やコードの断線など故障の原因となります。

④プローブコネクタ受け

⑦プローブ
コネクタ

４－２．電源ON・OFF・ 電源スイッチキー①を押すと「ピッ」と鳴り、LCD表示部③に【 LLL 】と、電池残量が表示されます。
・ もう一度押すと「ピッ」と鳴り、表示が消え電源OFFになります。
・ オートパワーオフ機能により電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。
測定しない状況が約15分続くと、自動的に電源OFFになります。
★ 電源スイッチキー①の ON、OFFは作動不良防止のため、3～5秒の間をおいて操作して下さい。
４‐３．測定（判定）
土木研究所資料第 4186 号付属資料－3『浸透性コンクリート保護材の塗布判別方法（案）』を参照し、各項目の時間等を決定して下さい。
測定（判定）は、プローブ先端のゴム電極⑧を垂直に、かつ一定圧でコンクリート面に押当てます。

５．測定上の注意事項
５‐１．測定（判定）のルール
土木研究所資料第 4186 号付属資料－3『浸透性コンクリート保護材の塗布判別方法（案）』を参照し決定して下さい。
５‐２．プローブの操作方法
プローブ先端のゴム電極を垂直に、かつ一定圧でコンクリート面に押当てて下さい。
ゴム電極に折損、変形、腐食のないよう注意下さい。
本体との接続部、ゴム電極部、コードなどは常に清潔によく乾燥した状態を保つよう注意下さい。
6

５‐３．ホールド機能について
本器のホールド機能は、記録・撮影等で LCD 画面を固定したい時を対象にしています。HOLD キーを押すと画面上に【HOLD】が表示され、キーを押した時の画面が固定されます。
一般計測器と違い、画面上に【HOLD】が表示された状態では測定できません。
続けて測定する時は再度キーを押し画面上の【HOLD】を消して下さい。
５‐４．オートパワーオフについて
本器のオートパワーオフ機能は約 15 分間で電源 OFF となります。

６．乾電池について
６－１．電圧低下の表示
LCD表示部③の左下の電池マークが１つになった時は、電池が消耗しています。
本体裏側下部の電池室⑥の蓋を下方にスライドさせて開け、全て新しい乾電池（使用期限に注意）と交換して下さい。単4アルカリ乾電池が4本です。
電池マーク1つで更に使用し続けると電池枠のみの表示になり、約5秒で電源OFFになり使用できなくなります。速やかに電池を交換して下さい。
◆電池残量表示

十分残っている

少なくなっている

ほとんど残っていない

約 5 秒で電源が OFF になります。
速やかに乾電池をすべて交換して下さい。

６－２．未測定時の取り扱い
・電源がOFFの場合でも極微少ながら、乾電池は消耗します。
・1ヶ月以上使用しない時は、乾電池を電池室から取り外して保管することをお勧めします。

7

７．保守・保管について■使用後は柔らかい布等でよく汚れを拭き取って下さい。特にプローブのコネクタ部、電極部、および電極間のミゾなどは清潔・乾燥に注意して下さい。
■衝撃、直射日光、高温、高湿気などは避けて下さい。
■保管はホコリのない清潔で、よく乾燥した場所を選んで下さい。
尚、長期間使用しない場合は乾電池を外して保管下さい。

８．その他
８－１．ＣＧＣチェッカー（オプション）の使い方
電源ONの状態で、下図のようにゴム電極⑧にチェッカーを押し当てて下さい。
（チェッカーには押し当てる箇所が矢印で指定されています）
チェッカーに記載の表示であれば良好です。
表示値がずれている場合は、販売店または、最寄りの弊社営業所へ機器の校正を依頼して下さい。(有料)2011年4月現在

8主要営業品目
膜厚計
ピンホール探知器
検針器
鉄 片 探 知 器
水分計
鉄 筋 探 査 機
結露計

東 京 営 業 所 ：〒101-0047 東京都千代田区内神田2-6-4 柴田ビル
TEL 03-3254-5031 FAX 03-3254-5038
大 阪 営 業 所：〒530-0046 大阪市北区菅原町2-3 小西ビル
TEL 06-6362-7805 FAX 06-6365-7381
仙 台 営 業 所：〒983-0861 仙台市宮城野区鉄砲町72-2 ﾎﾞﾇｰﾙ･ｴｽﾄ1階TEL 022-292-7030 FAX 022-292-7033
名古屋営業所：〒462-0847 名古屋市北区金城3-11-27 名北ビル
TEL 052-915-2650 FAX 052-915-7238
福 岡 営 業 所 ：〒812-0023 福岡市博多区奈良屋町11-11
TEL 092-282-6801 FAX 092-282-6803
本社：〒213-0026 川崎市高津区久末1677
TEL 044-751-7121 FAX 044-755-3212
ホームページ http://www.sanko-denshi.co.jp