Gene Pulser Xcell エレクトロポレーション システム™

エレクトロポレーションは、効率の良い遺伝子導入法として広く使用されている手法です。目的の細胞に電気パルスを与えることで細胞膜の構造を一時的に変化させ、その透過性を増すことにより、周囲に溶解している核酸、タンパク質、糖などの物質を取り込ませます。エレクトロポレーションにおいて、一般に用いられている電気パルスの波形はExponential decay pulse(減衰波 )と Square-wave pulse(矩 形 波 )で す。GenePulser Xcellはその両方を供給することができます。

特長● Exponential decay pulse(減 衰 波 )と Squarewave pulse(矩形波)の両方を供給することができるため、原核細胞･真核細胞を問わず幅広いターゲットへの応用が可能です。
●易しい操作方法と広い表示画面により、初めての方でもすぐにお使いいただけます。
●広く使用されている哺乳動物や微生物へのプリセットプロトコールが内蔵されており、条件検討の手間を軽減します。
●独自のPulseTrac回路は、正確なパルス供給、サンプルの抵抗値測定、パルスの実行値やタイムコンスタントの表示等、様々な側面で実験の信頼性を高めます。
●最大で144件のユーザープロトコールを保存し、呼び出して使用することができます。また、過去100件分の実験結果を自動的に保存します。
●高電圧回路使用時には最大3000Vまでの電圧を供給できます。

Introducing theGene Pulser
Xcell system

Exponential decay pulse(減衰波)とSquare-wave pulse(矩形波)使用するパルスの波形は、エレクトロポレーションの効率を向上させる重要な条件のひとつです。一般に用いられている電気パルスの波形はExponential decay pulseとSquare-wave pulseです。Gene Pulser Xcellはその両方を供給することができます。
A． Exponential decay pulseは 最 も 広く使用されている波形です。コンデンサーより放出されたパルスの電圧は、時間 と と も に 減 衰 し ま す。使 用 さ れ る
Exponential decay pulseはタイムコンス
タントと電場強度の2つのパラメータで表現されます。タイムコンスタント(τ)
は、設定した電圧を初期電圧V0とするとき、電圧がV0の37%まで減少するのに要する時間と定義されます。タイムコンス
タントは回路の抵抗値(R)とコンデンサー容量(C)により規定されます(τ＝R×C)。
電場強度(E、単位はkV/cm)は初期電圧V0とキュベットの電極間距離で規定されます。
B． Square-wave pulseは Exponential
decay pulseでは生存率が低い細胞に対して使用されます。Square-wave pulseを使用することで、一般に生存率が向上すると言われています。Exponential
decay pulseのタイムコンスタントを十分に大きくした条件下で、パルスを任意のタイミングで終了させることにより、ほぼ一定の電圧を維持したSquare-wavepulseを供給します。個々のSquare-wave
pulseは設定電圧およびパルスの長さ(t)で表現されます。また、複数のパルスを使用する際は、パルスの間隔もパラメーターのひとつとなります。実際には、初期電圧とパルス終了時の電圧には僅かな差が生じますが、この差はpulse droop(Vt)と呼ばれ、通常は5%以内に抑えられます。

プリセットプロトコール
Gene Pulser Xcellには、下記の微生物や哺乳動物細胞のプリセットプロトコールが内蔵されています。プリセットプロトコールを利用することで、条件検討の手間を軽減することができます。
Mammalian Cells

Bacterial Cells

Fungal Cells

CHO

E. coliS. cerevisiae

COS7

A. tumefaciens

P. pastoris

3T3

P. aeruginosaC. albicans

293

S. aureus

S. pombeHeLa

B. cereus

D. discoideum

BHK21

S. pyrogenes

A549

L. plantarum

CV1K562
HL60
Jurkat
HuT78

PulseTrac回路
独自のPulseTrac回路が抵抗値やコンデンサー容量を測定し、供給されるパルスの誤差を最小限に抑えます。また、サンプル抵抗値の事前測定機能やアーク防止機能により、貴重なサンプルの浪費を防ぐことができます。さらに、余分な電気を自動的に放電する機能やコンデンサーのキャリブレーション機能などが、安全で信頼性の高い実験を支援します。

ユーザープロトコールの保存
Gene Pulser Xcell main unit内部には、最大で144件のユーザープロトコールを保存することができます。保存したプロトコールは自由に呼び出し、使用することができます。

使い易いユーザーインターフェース
Gene Pulser Xcell main unit前面の操作パネルは、広い表示画面と機能的なキーパッドからなります。この操作パネルからCE module、PCmoduleの機能を含む全ての機能を制御することができます。画面表示に従って操作することで、プロトコールの作成やその他の機能を無理なく使用することができます。また、実験ごとに実効値や波形が自動的に表示されるため、パルスの正確さや再現性を容易に確認することができます。

エレクトロポレーションキュベット
再現性のあるエレクトロポレーシ
ョンを行うためには、高品質なキュベットが必要です。Gene Pulser
Xcellには、これまでのGene PulserシリーズやMicro Pulserと共通の純正エレクトロポレーションキュベットをお勧めいたします。

仕Ordering Information

様Gene Pulser Xcell コンプリートシステム

カタログ番号

入力電圧

100-120VACまたは220-240VAC、50/60Hz

消費電力

240W

使用環境

温度：0-35℃、湿度：0-95%

規安全性 EN61010、EMC EN61326 Class A

格サイズ（W×D×H）

main unit ：31×30×14cm
CE module：31×28× 9cm
PC module：31×28× 5cm

重main unit ：6.62kg
CE module：3.08kg
PC module：1.90kg

量

出力波形

165-2660J1

165-2661J1

10〜 500 (2刻み)
25〜 3275 (25刻み)

設定抵抗値(Ω)

なし

サンプルの抵抗値(Ω)

最低20

スクエアパルス長(msec)

0.05〜100

スクエアパルス数

1〜10

スクエアパルス間隔(sec)0.1〜10Gene Pulser Xcell CE システム

￥1,050,000＜構成内容＞
Gene Pulser Xcell main unit
Gene Pulser Xcell CE module
Gene Pulser Xcell ShockPod
エレクトロポレーションキュベット 0.2cm, 0.4cm 各50個

低電圧回路（CE module使用）
設定電圧(V)

価格￥1,450,000＜構成内容＞
Gene Pulser Xcell main unit
Gene Pulser Xcell CE module
Gene Pulser Xcell PC module
Gene Pulser Xcell ShockPod
エレクトロポレーションキュベット 0.1cm, 0.2cm, 0.4cm 各50個

エクスポネンシャル、スクエアコンデンサー容量(μF)

製品名／構成内容
Gene Pulser Xcell コンプリート システム

165-2662J1

Gene Pulser Xcell PC システム

￥950,000＜構成内容＞
Gene Pulser Xcell main unit
Gene Pulser Xcell PC module
Gene Pulser Xcell ShockPod
エレクトロポレーションキュベット 0.1cm, 0.2cm 各50個

高電圧回路（PC module使用）
設定電圧(V)

200〜3000 (10刻み)

コンデンサー容量(μF)

10、25、50

設定抵抗値(Ω)

50〜 1000 (50刻み)、∞

サンプルの抵抗値(Ω)

最低
最低スクエアパルス長(msec)

0.05〜5

スクエアパルス数

1〜2

スクエアパルス間隔(sec)

5〜30

165-2666J1

Gene Pulser Xcell コアユニット￥930,000＜構成内容＞
Gene Pulser Xcell main unit
Gene Pulser Xcell ShockPod

20 (200〜2500V設定時)
600 (2500〜3000V設定時)
165-2666

Gene Pulser Xcell main unit

￥850,000

165-2667

Gene Pulser Xcell CE module￥550,000

165-2668

Gene Pulser Xcell PC module￥450,000

165-2669

Gene Pulser Xcell ShockPod￥80,000●エレクトロポレーションキュベット 0.1cm
165-2089

エレクトロポレーションキュベット 0.1cm 50個

165-2089B05

エレクトロポレーションキュベット 0.1cm 250個

￥24,800￥99,400

165-2093

エレクトロポレーションキュベット 0.1cm 500個

￥150,000

165-2093B05

エレクトロポレーションキュベット 0.1cm 2500個￥650,000

165-2093B10

エレクトロポレーションキュベット 0.1cm 5000個￥1,000,000●エレクトロポレーションキュベット 0.2cm
165-2086

エレクトロポレーションキュベット 0.2cm 50個

165-2086B05

エレクトロポレーションキュベット 0.2cm 250個

￥24,800￥99,400

165-2092

エレクトロポレーションキュベット 0.2cm 500個

￥150,000

165-2092B05

エレクトロポレーションキュベット 0.2cm 2500個￥650,000

165-2092B10

エレクトロポレーションキュベット 0.2cm 5000個￥1,000,000●エレクトロポレーションキュベット 0.4cm165-2088

エレクトロポレーションキュベット 0.4cm 50個

165-2088B05

エレクトロポレーションキュベット 0.4cm 250個

￥24,800￥99,400

165-2091

エレクトロポレーションキュベット 0.4cm 500個

￥150,000

165-2091B05

エレクトロポレーションキュベット 0.4cm 2500個￥650,000

165-2091B10

エレクトロポレーションキュベット 0.4cm 5000個￥1,000,000

C5143 1107C