7350 Series
精密ＡＣ・ＤＣ電流分路器
Precision ACand DC Current Shunts
High Stability, Wide Range Precision AC/DC Current Calibration Standards
Guildline社の7350シリーズ・4端子交流電流分路器は好評を博した7320シリーズの精度と安定性を向上させた設Current
Shunts are designed as higher accuracy and stability
計になっています。この特許申請中の7350電流分路器はreplacementsof the successful 7320 series. These patent pending
shuntshave a non-inductive design. With a ruggedized and
非誘導の設計構造になっており、高耐久のシールド筐体
shielded
enclosure, the 7350 series shunts are constructed withに納まったリアクタンスの非常に小さい電流分路器でvery small values of reactance. They are ideal for use over a wide
す。直流から100KHzまでの幅広い周波数範囲での低不確frequency range from DC to 100 kHz with low uncertainty (highかさ（高確度）、低温度係数、優れた安定性を備えた理accuracy),
low temperature coefficients and excellent stability.
想的な電流分路器です。
Tosuit a wide range of customers and applications, the 7350 Series
幅広い顧客の応用を満足させるために7350電流分路器はshuntsprovide power dissipation capability of up to 10 Watts and a
10Wまでの消費電力能力と最大電流25Aまでの用途に使用
maximum
current capability up to 25A. For best performance, theできます。最大の性能を引き出すために強制空冷装置
model 73401 Forced Convection Unit is available for forced air73401を利用することもできます。
cooling.
7350電流分路器は交流/直流電流測定での幅広い応用に
The
AC Current Shunts can be used for a variety of AC/DC current
利用でき、公称インピーダンスの範囲は0.01Ωから
measurement
applications and have a nominal impedance range
1000Ωです。
of0.01 Ω to 1000 Ω. Applications include the accurate
応用例は、マルチ機能キャリブレータ、高精度ＤＶＭ、
measurement of AC current, calibration of AC current ranges of
トランスコンダクタンスアンプリファイヤなどの交流電
multi-function
calibrators,
highaccuracy
DVM’sand
流レンジの校正、直流から１００KHz範囲でのトレーサ
Transconductance
amplifiers, as well as providing a traceableブルな電圧スタンダードからトレーサブルな電流信号を
current
signal from a traceable voltage standard from DC to 100kHz.
These new shunts are designed to be purely resistive with取り出す等があります。この新しい分路器はリアクタン
extremely
small values of reactance. The 7350 shunts may be used
ス値が極めて小さな純粋な抵抗体として設計されていま
over a wide frequency range from DC to 100 kHz.
す。

GUILDLINE INSTRUMENTS 7350 SERIES of four-terminal AC

7350 Sシリーズの特色
ERIES FEATURES♦ 不確かさ：Uncertainties Low
as ± 35 ppm±３５ppm♦ 60.01Ωから1kΩ
Models from 0.01 Ω to1 kΩの６モデル♦ Excellent
1-Year Stabilities <10ppm/yr
優れた安定度(1年間)<10ppm♦ Ruggedized
Shielded Enclosure for
最大のパフォーマンスが出せる
Maximumperformance
耐久性強化のシールド筐体♦ TrueNon-Inductive Design
真の非誘導構造の設計♦ Widest
Available Commercial
市販で最も広いバンド幅：
Frequency
Bandwidth, DC-100 kHz
ＤＣ－１００ＫＨｚ♦ Low
Temperature Coefficients (t/c)
低い温度係数(t/c)＜２ppm/℃<2 ppm/0C♦ FourTerminal Design
4端子構造♦ Designed
for Ease of Use and
安全で容易な操作
Complete Operational Safety!
♦ 10Watt Power Rating
定格パワー１０ワット♦ 特許申請中Patent Pending

The 7350 Series AC Current Shunts offer Outstanding
7350シリーズＡＣ電流分路器は、電力消費１０Ｗ
Stability while providing the Widest Available Frequency
では帯域幅が最も広く、優れた安定性を備えていResponse with Power Dissapation to 10 Watts!
ます。
Thelower value shunts (below 10 Ω), may also be used as burdens10Ω以下の7350電流分路器は電流変換器の負荷として使
forcurrenttransformers. These shunts are also valuable when
用することもできます。ワットメータあるいはワットア
making AC power and energy measurements using wattmeters or
ワーメータを使用して交流電力とエネルギー量の測定を
watt hour meters. The very small phase shift of the shunts makes
する場合にも電流分路器は有用です。位相シフトが非常
accurate
high-frequency power measurements possible to addressに少ないので、高次高調波の為に測定が困難な高周波数
measurement
challenges due to high order harmonics. As a resultofthe very small phase shift across the shunts, the output voltageの電力測定を可能にします。電流がひどく歪んでいたof
the shunts faithfully reproduces the current waveform even
り、パルス状になっていても電流分路器の位相シフトは
underbadly distorted or pulsed current conditions, making the
非常に少ないので電流分路器は電流の波形を忠実に再現
shunts useful for examining complex and distorted current
します。この特徴は複雑に歪んだ電流波形を調べるのにwaveforms. Additionally, the shunts are effective in many other
役に立ちます。また、7350電流分路器はその他の基本的classical
measurement, standards, or calibration laboratory
な測定、標準・校正研究機関での応用にも威力を発揮しapplications.

ます。

UHFType connectors are provided for currents up to 25 A on the
25Aまでの電流には電流分路器の背面にUHFタイプのコネback face of the shunt. The connector on the front face is a BNC

クターが用意されています。電圧のモニター用に前面にtype connector for monitoring the voltage readout. The
はBNCタイプのコネクターがあります。
metallic enclosure acts as a shield and is isolated from both
金属の筐体はシールド効果があり、入力及び出力接続とtheinput and output connections. A separate connection isは絶縁されています。筐体との接続は別に用意されていprovidedfor connection to the enclosure of a measuring
ます。
device.
さまざまな分流器と直列に接続するためには特殊なアダA
special adaptor is available for connecting various shunts
プターが利用できます。このアダプターを使用すれば、
inseries. Users can easily connect a reference shunt in series
変換器の測定をするために、ＵＵＴと基準の分路器を直witha unit-under-test (UUT) to make a transfer
列に容易に接続できます。
measurement.

精密ＡＣ・ＤＣ電流分路器7350 Series ofPrecision AC Current Shunts
シリーズの仕様7350 SeriesSpecifications
ModelNominal
Value

± ppm

DC Stability
12 Months± ppm

Temperature
Coefficient± ppm/°C

PowerCoefficient 4± ppm/watt

6.3301544.5110251534

3.2

3.2

1025

102.5

3.5

Maximum
Current(Amps) 1

Maximum
Voltage (V)Maximum
Power (W)7350-0.01Ω

250.257350-0.1Ω

107350-1Ω( Ω)

Nominal Initial
Tolerance 27350-10Ω

1

10

1025

102

37350-100Ω

0.32

32

1025

102

27350-1000Ω

0.1

100

1025

102

2

AC-DC Difference Accuracy 5
In ppm @ 23 ºC ± 1 ºC

Model

LengthDiameter

WeightConnectors

100 Hz

1 kHz

10 kHz

100 kHz

InchmmInchmm

lbs

kg

Input

Output7350-0.01Ω±35±500 ~ -100

0 ~ -350

2.8

71.4

6.63168.4

1.80.82UHF

BNC

7350-0.1Ω±35±35±50

0 ~ -200

2.871.4

6.63

168.4

1.80.82UHF

BNC

7350-1Ω±35±35±50±1502.8

71.4

6.63

168.4

1.80.82UHF

BNC

7350-10Ω±35±35±50±150

2.8

71.4

6.63

168.4

1.80.82UHF

BNC

7350-100Ω±35±50150 ~ 01600 ~ 0

2.8

71.4

6.63

168.4

1.80.82UHF

BNC

7350-1000Ω±35±501600 ~ 0--

2.8

71.4

6.63

168.4

1.80.82

UHFBNC

Note 1１．電流分路器は仕様以下の電流範囲でも使用できますが、出力電圧は仕様より低くなります。
– Current shunts may be used at current levels below the specified range but with reduced output voltages
注：Note 2２．(Nominal– Initial Tolerance
is definedas the maximum variation of resistance mean values as initially adjusted at the point of sale.
InitialTolerance)公称初期許容値は販売時点での平均抵抗値最大許容誤差です。
Note 3３．気温23℃±1℃の環境で、周波数DC,100Hz,1KHz,10KHz,100KHz、電流範囲の最大値及び最小値にて校正。抵抗値及びAC-DC差値はカナダ国家研究院により維持– Calibrated in air at the minimum and maximum of the current range in air at 23 ºC ± 1 ºC at DC and 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz and 100 kHz frequencies. Calibration of resistanceandAC-DC Difference values are referred to the unit of resistance as maintained by the National Research Council of Canada or the National Institute of Standards andされている標準抵抗器を基準として校正され、包含係数k=2での合計不確かさを示しています。
Technology and are expressed as a total uncertainty with a coverage factor of k=2.
４．電流値３Ａ以上のモデルでは73401強制空冷装置を使用してのパワー係数です。
Note 4５．AC-DC差は、特定の出力電磁場に必要な正弦曲線の交流電流と、同じ電磁場を出力するのに必要となる直流（極性を反転させた平均値）との差で、差が正の場– Power coefficients are specified using the 73401 Forced Convection Unit for currents above 3A.
Note 5 – AC-DC Difference is defined as the difference between a sinusoidal alternating current required for a given output emf and the average of both polarities of direct
合は同じ出力電磁場を出すにはより大きな交流電流が必要であることを示します。
current required for the same emf, where a positive difference indicates that more alternating current is required to produce the same emf.

Warranty
Over 50 Years of Guildline innovation in engineering and design and now with an industry leading 2-Year Warranty to show
our confidence. All 7350 Series of AC Shunts now come with a 2-year Warranty. This warranty covers both parts and labor.

ENVIRONMENTAL
OperatingStorage

Temperature
18 0C to 28 0C-20 0C to 60 0C

Humidity< 50% RH non-condensing
15% to 80% RH

Guildline IS DISTRIBUTED BY:

ORDERING INFORMATION
7350-Model/TM7350
/cc
73401
73404
73502
73503

Current Shunt (List Ohmic Value For Model)
Technical Manual included at no charge
Certificate of Calibration (Included)
Forced Air Convection Unit (fits all standard models)AC Buffer Amplifier
Serial connection adaptor (UHF 30A)
Adaptor Kit

30920-00-85_B Copyright © 2011-12-05 Guildline Instruments Limited. All rights reserved. Subject to change without notice.

Guildline Instruments Limited
21 Gilroy Street, PO Box 99
Smiths Falls, Ontario, Canada K7A 4S9Phone: (613) 283-3000 Fax: (613) 283-6082
Email: sales@guildline.com
Web: www.guildline.com