LAZER ZONE Station

LZ-S5

(固定局)

LAZER
ZONE
ReceiverLZ-R5(移動局)目次

プログラム起動（使用上の注意）

・・・・・・・・・・・・・ 3

現場設定

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

GNSS設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

観測設定

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

観測オプション設定

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

一点後方交会用座標入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
移動局・固定局の初期化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

一点後方交会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
観測 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
路線設置～路線データ作成～

・・・・・・・・・・・・・ 14

路線設置～測設誘導～

・・・・・・・・・・・・・ 17

トラバー点設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
中心杭離れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

横断観測・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

ﾃﾞｰﾀ出力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

プログラム起動（使用上の注意）
注意※1．SHC250は本体の電源OFFの状態でもメインバッテリーを消費しています。
ご使用する前には十分な充電をお願いします。
※2．SHC250本体の電源を落とす場合は、アプリケーションソフトを終了させて下さい。
※3．万一フリーズしてしまったばあいは本体のとの右斜め上を画面が消えるまで押し続けて下さい。しばらくするとソフトリセットが行われ通常のWindows画面が起動します。

SHC250の電源を入れる。

Windowsのスタートをタップする

SDR8シビルマスターを起動する。

3

現場設定
現在選択されている現場名が表示されています。

①現場管理をタップする③この位置でダブルタップするとキーボードが起動します。

現在選択されている現場は水色で表示されています。

②新規をタップする④現場名を入力後[ENT]を押す。
4

GNSS設定
設定

GNSS設定使用するGNSSをZ-Plusに設定します。
【固定局】
アンテナタイプ“LZ-S5(内蔵アンテナ)”
使用受信機“LZ-S5”
使用モデム“LZ-S5/R5(内蔵モデム)”【移動局】
アンテナタイプ“LZ-R5(内蔵アンテナ)”
使用受信機“LZ-R5”
使用モデム“LZ-S5/R5(内蔵モデム)”『SHCと受信機の通信にBluetoothを使用する』を✔チェックします。
5

観測設定

座標系 選択RTK処理 選択座標系
青森・岩手・秋田
・山形・宮城：10系
福島：9系

アンテナ高計測位置選択

アンテナ底面「B」を選択します6観測オプション設定
観測時のオプション設定が可能
観測設定を選択

観測オプションを選択

観測-観測回数を選択

デフォルト：10回
観測目的により変更します。

7

一点後方交会用座標入力

点名、X,Y,Hを入力して「登録」を押します

一点後方交会で使用する基準点の座標を入力します。

8

移動局・固定局の初期化

移動局の機械番号を選択する
まずは、移動局の初期化を行う

移動局のアンテナ高を入力

固定局の初期化を行います

次に、固定局を選択します「YES」を選択します9

一点後方交会
固定局の設定方法を選択します。
一点後方交会をおこなうには『基準点観測』を選択して、『OK』ボタンを押します。
●基準点観測：一点後方交会をおこなう場合に選択します。
●座標入力：従来通り、固定局を基準点上に設置した場合に選択します。
●：BM点観測：BM点を観測し、高さだけを設定します。
BM点観測は、固定局設定が終了した後に選択できるようになります。

一点後方交会で使用する座標点を選択して、「選択」を押します

選択した座標点上に移動局を立て、レーザーを受光している状
態で「FIX]になっていることを確認して『観測開始』ボタンを押し、観測をおこないます。

レーザーを受けている状態
レーザーを受けていない状態

観測が終了すると、一点後方交会の結果が表示されます。
観測値：固定局設定が完了していないので、固定局座標に単独測位置座標を使った観測座標が表示されます。
成果値：選択した座標点の成果値（登録座標値）が表示されます。
残差 ：観測値と成果値の差が表示されます。この値が固定局座標の改正量になります。
『OK』ボタンを押すと、固定局座標を更新します。

10

観測

観測メニュー画面（1頁目）が表示される。
まずは、新点観測を実施するため、「 」を押す。

「観測レコードバー」がカウントアップする。

2.000

観測メニュー画面の2頁目が表示される。「観測」を押す。

衛星情報を確認したい場合は「衛星情報」を押す。

「FIX」、「受光」状態であることを確認した後に、「観測開始」を押す。

捕捉している衛星情報が表示される。

2.000

11

観測
観測観測が完了した。
観測データ（座標）を登録するため、点名を入力する。○箇所をｸﾘｯｸする。

点名を入力して、「ENT」を押す。

「登録」を押す。

再度、観測したい場合は「キャンセル」を押す。
前の画面に戻り、再度「観測開始」を押して観測を実施することが出来る。

データが記録（登録）された。

12

観測＊2点目の観測位置は、路線の終点をすることを考慮して、最短でも1点目から5m以上離れた位置がベター観測画面が表示さる。
引き続き、2点目の観測を行う。
操作方法は上記と同じ。
2.000

2点目の記録が出来た。

2.000

観測を終了するため、「戻る」を押す。

観測メニュ―画面（1頁目）が表示される。

2.000

13

路線設置～路線データ作成～
路線設置、中心杭離れ観測、横断観測を実施するため
先ほど観測した2点を使って路線ﾃﾞｰﾀ(直線）を作成する。

初期メニュー画面が表示される。
路線データを入力するため。
「データ入力」を押す。

「始点杭」を押す。

路線の基本的な設定を行う。

「スパン」の20mを変更する。

「スパン」以外は初期値でOK。
「OK」を押す。

【初期設定値】
・NO杭名：「NO.」・始点番号：「０」・追加距離：「0.000」
・スパン：「20.000」
・始点ﾌﾟﾗｽ杭：「0.000」
・IP点数：「2」初期値の20mだと、管理断面を複数作成することが出来ない。前観測で記録した1.2点目の距離にもよるが2~3mを推奨。

14

路線設置～路線データ作成～
始点杭（路線の基本設定）を登録する。今回はスパン値を変更している。
「YES」を押す。

続いて、IP点を入力する。
「YES」を押す。

「座標による入力」を押す。

まずは、1点目のIP点（始点）を設定するため、「座標検索」を押す。

先ほど記録した2点が表示される。このうち、始点とする「T01」をｸﾘｯｸして「選択」を押す。

「T01」の座標が表示される。
2点目のIP点（EP）を選択するため「次点」を押す。

まずは、2点目のIP点（EP）を設定するため、「座標検索」を押す。

先ほど記録した2点が表示される。このうち、EPとする「T02」をｸﾘｯｸして「選択」を押す。

「T02」の座標が表示される。
「OK」を押す。

15

路線設置～路線データ作成～「OK」を押す。
＊IP点が2点の場合は、直線となる。

2点のIP点を登録するため「YES」を押す。

データ入力画面が表示される。
「戻る」を押す。

作成した路線 概要図
中心
T02（EP）
1.099№ 5+1.099

2.000

№5

2.000

№42.000№32.000№22.000№1T01(始点）№016

路線設置～測設誘導～
路線上の任意の位置を杭打ちできる。
ここでは、№1+1,000 L1,000の位置を杭打ちする。
路線設置 概要図
中心T02（EP）
1.099№ 5+1.099

2.000№52.000№42.000№31.000
1.000

1.000

№ 1+1,000

2.000№1T01(始点）「路線設置」を押す。

№2№0

先ほど設定した路線が表示される。

17

路線設置～測設誘導～
管理断面を選択する。
「№1」を選択する。
路線杭名欄に「№１」と表示される。

ﾌﾟﾗｽ杭の入力範囲を設定する。
スパンを2mとしていたので0~2mの値を入力できる。
ここでは、「1.000」入力する。

路線杭名欄に「№１＋1000」と表示される。

＊スパン：20mの場合は0~20m内で入力可能となる。

「ﾌﾟﾗｽ杭」を押す。

幅杭を選択する。
まず、左右を選択する。
ここでは、「左」にﾁｪｯｸを入れる。

標高を入力する。
標高値を入力後に「ENT」を押す。

「№1＋1,000 L1,000」の座標が計算される。
「OK」を押す。

次に、センターからの離れ値を入力する。
ここをｸﾘｯｸする。

18

路線設置～測設誘導～「№1＋1,000 L1,000」への誘導が始まる。

数値と方向を見ながら移動する。

杭打ちﾎﾟｲﾝﾄに近づくとｸﾞﾗﾌｨｯｸ画面が変わる。
十字線交点を目指して移動する。

FIX状態を確認する。

杭打ちが完了したら、「戻る」を押す。

別のﾎﾟｲﾝﾄを杭打ちする場合は同じ方法で設定する。

路線設置を終了するには、「キャンセル」を押す。

19

トラバー点設置
ﾄﾗﾊﾞｰ設置と路線設置の違い
・ﾄﾗﾊﾞｰ点設置：予め、座標ﾃﾞｰﾀを入力する必要があり、入力済みの点の設置（杭打ち）が出来る。
・路線設置：予め、路線ﾃﾞｰﾀを入力する必要があり、その場で幅杭設置が出来る。
「ﾄﾗﾊﾞｰｽ点設置」を押す。

「座標検索」を押す。

予め、入力していた座標（ﾄﾗﾊﾞｰｽ点）が表示される。
ここでは、「T01」を選択する。

誘導方法は、前記の「路線設置」時と同じ。（記載を省略）20

中心杭離れ「中心杭離れ観測」を押す。

路線上の任意点にて観測を行う。「観測」を押す。

「観測開始」を押す。

2.000

観測中観測結果が表示される。
この点は、路線上の「№3＋0.550 L0.398」と分かる。（標高：48.145m）

点名を入力して登録する。

2.000

21

中心杭離れここでは、点名を「P01｝と入力して登録する。

「座標ﾌｧｲﾙにも登録する」にﾁｪｯｸを入れて「OK」を押す。
P01が登録出来た。

中心杭離れ観測を終了する
場合は、「戻る」を押す。
引き続き観測する場合は、「観測」を押す。

中心杭離れ観測 概要図「№3＋0.550 L0.398」
中心T02（EP）
1.099№ 5+1.099

2.000№50.5501.450№40.398№31.000№ 3+0.550

2.000№22.000№1T01(始点）

№022

横断観測
横断観測 概要図「№2＋1,000」の横断観測
中心
T02（EP）
1.099№ 5+1.099

2.000№52.000№41.000
1.000№3№ 2+1.000№22.000№1T01(始点）「横断観測」を押す。

管理断面を選択する。

ここでは「№2」を選択して「ﾌﾟﾗｽ杭」を押す。

23

横断観測
断面名「№2＋1,000」と表示された。「選択」を押す。

「観測」を押す。

選択した横断面までの距離と方向が表示される「観測」を押す。

断面のｾﾝﾀｰからの離れが表示さる

選択した横断面名が表示される

観測結果が表示される。
点名：№2＋1,000 R001

「観測開始」を押す。
1点目の横断観測を開始する。

管理断面名
ｾﾝﾀｰからR（右側）の1点目を記録

2.000

2.000

「終了」を押す。
1点目の横断観測が記録された。

24

横断観測
断面からの離れを確認しながら2点目の変化点（観測ポイント）へ移動する。

2点目の観測を行う。
「観測」を押す。

「観測開始」を押す。

2.000

観測結果が表示される。
点名：№2＋1,000 L001

3点目の観測を行う。
「観測」を押す。

「観測開始」を押す。

管理断面名
ｾﾝﾀｰからL（左側）の1点目を記録
2.000「終了」を押す。
2点目の横断観測が記録された。

観測結果が表示される。
点名：№2＋1,000 R002

観測結果が表示される

管理断面名
ｾﾝﾀｰからR（右側）の2点目を記録「終了」を押す。
3点目の横断観測が記録された。

25

ﾃﾞｰﾀ出力①通信を選択します②データ出力を選択します③各種のデータを出力できます26