作業報告書

Created Date 2024 Jan 17

顧客情報
お客様:
契約番号:

国立大学法人山口大学 医学部附属病院 様MS2156-20230407-041

装置情報システムID:
製品名:
Asset tag #:EM0811
1-5T SIGNA ARTIST 96 CH--Serial No.:--

Room Location:

A棟4階 OP室

ケース
ケース番号:

09776610

ケースタイプ:Planned MaintenanceWork Order Details
WO Owner:

Mokuta Shigeru

WO Number:

WO-11478602

WO Type:Field Service

Tube/Slice Count:
現象:-MR装置定期点検作業（Schedule D)

作業内容:

MR装置定期点検作業を実施完了致しました。詳細につきましては、別紙の定期点検整備記録を参照ください。

動作確認:

MR装置定期点検作業を実施完了致しました。

作業Owner

タイプ開始日時

終了日時

時間

Mokuta Shigeru

Planned Maintenance2024 Jan 17 13:30

2024 Jan 17 16:00

02:30

パーツ表示する項目がありません

作業担当者:

お客様サイン:

作業者名:

お客様:

Shigeru Mokuta
日時:

日時:

17 Jan 2024 17:17

17 Jan 2024 17:14

本作業に契約時間を超える作業が含まれる場合は作業員からの説明をご確認の上、ご署名をお願いいたします
毎度格別のお引き立てを預かり厚くお礼申し上げます。
今回上記作業を完了しましたので、ご確認下さるようお願い申し上げます。
なお、修理の際取り外しました部品は品質改善の為持ち帰らせていただきますので、ご了承下さるようあわせてお願い申し上げます。
フリーダイアル 0120-055-919

Company Information:
GEヘルスケア・ジャパン株式会社〒191-8503 東京都日野市旭が丘4-7-127

ケース: 09776610

ページ 1 の 1

2024/1/17

SIMS Content Viewer［DSF ePM Checklist］MR 3.0T Architect, 750/750Wおよび1.5T
450/450W, Artist/Artist EVO (DV)
説明と関連資料
DSF ePMサービスマニュアル点検⼿順のリファレンス
SIMS点検の⼿順とステップについては、以下のサービスマニュアル/説明書を参照︓-- MR Discovery MR450 1.5T Service Methods; DIR 5690020-8EN-- MR Optima MR450W BASE 1.5T Service Methods; DIR 5690010-8EN-- MR Optima MR450W GEM 1.5T and Signa Artist-T 1.5T Service Methods; DIR 5690013-8EN-- MR Signa Artist 1.5T Service Methods; DIR 5690016-8EN or SIS DOC # BBBSC0133-- MR Signa Artist Evo 1.5T Service Methods; DIR 5884920-8EN-- MR Discovery MR750 3.0T Service Methods; DIR 5690007-8EN-- MR Discovery MR750W GEM 3.0T and Signa Architect-T 3.0T Service Methods; DIR 5690000-8EN-- MR Signa Architect 3.0T Service Methods; DIR 5690003-8EN or SIS DOC # BBBSC0042
DV プラットフォーム製品の計画/予防保全（PM または点検）計画に関する追加情報は、技術報告書/サービス注意事項（SN）DOC2258200 で確認できる。
SIMSのサービス情報セット（SIS）ドキュメントを使⽤して製品点検のスケジュールと⼿順を⾒つける⼿順︓（a）SIMS「Modality」フィールドで「MR」を選択し、（b）「Product Name」フィールドで製品名を選択します。例︓「MR SIGNA Architect」または「MR SIGNA Artist」（c）「Document Type」フィールドで「Service Manual」を選択し、（d）「SIS Type」フィールドで「Planned Maintenance」を選択し、次に、（e）以下のタイトル（検索を絞り込むに引⽤符を使⽤）を「キーワードまたは⽂書番号を⼊⼒」フィールドに正確にタイプ⼊⼒します︓-- Schedule A Planned Maintenance-- Schedule B Planned Maintenance-- Schedule C Planned Maintenance-- Schedule D Planned Maintenance-- Schedule 1 Warranty Planned Maintenance-- Schedule 2 Warranty Planned MaintenanceDSF ePM ⼿順/ワークフロー
1)お客様名、Case No.、システム ID、装置名称、国名、開始⽇（点検開始⽇）を⼊⼒する。
連製
定
chrome-extension://mfonhbihmhglfkhjbmpgoecjimfenghn/public/public/procedure

1/9

2024/1/17

SIMS Content Viewer

2) SR/Work Orderに関連する製品 システムID の設定 HW & SW セクションに記⼊する。
3）FFA SR（PM Work Order） Work ow Tool、Spot re MR Spot re IB System Health （PM KPI）
Dashboard、または現場のSystem User InterfaceのePM form header informationから、「ソフトウェアバージョン」（オペレーティングシステム ソフトウェアバージョン）に必要な情報を⼊⼒する。
- FFA アプリケーションのショートリンク︓https:// a.health.ge.com/#/di/home- MR Spot re 2.0 IB System Health (PM KPI) Viewer/Report Dashboardのショートリンク:
http://sc.ge. com/*MR PM.
4）他のブロックに移動するには、「磁場強度（サイズ）」を選択し、次に「製品タイプ」を選択します。
5) "製品タイプ"を選択すると、Service Direction参照により"Service Manual Doc#"に⾃動で⼊⼒される
6) システムは保証期間内（設置から12か⽉間）ですか︖に対して「はい/いいえ」を選択する。
7) 実⾏する"Schedule"を選択する。選択肢は「WPM1」または「WPM2」（保証期間内）、および「A、B、C、D」（IB 保証期間外）。
8) DSF ePM チェックリスト HW & SW 設定セクションの設定またはオプションのサービス論理の質問に回答する。これらの質問は、各スケジュールで施設に適⽤される点検項⽬を特定するためのものです。
- テーブルサービスロジック（構成）の質問︓「このシステム ID に次のいずれかの患者テーブ
ルオプションはありますか︖ –Sentinelle Vanguard Breast MRI テーブルオプション、Signa ORCompatible テーブルオプション」に「はい/いいえ」で回答する。「はい」と回答した場合、すべてのスケジュールにてオンサイト点検が必要になる（OptionのためのRemote点検がありません）。
9) スケジュールについて、提供されたリンクを使⽤して、FFA Applicationおよび/または MR
Spot re IB System Health Page (PM KPI) を開く。MR Spot re IB System Health Page が FFA Digital
Cockpit 選択オプションになります。Service Manual/Service Note に従って、これらのツールから
ePM Checklistの最初のPM TaskまたはSite Condition Healthの⼊⼒をする。
10) スケジュール B または D のチェックリストの最後にある Service Logic Question (リモートまたはオンサイト⽅式の決定) を確認する。最後の質問に（「はい」または「いいえ」で）回答します。接続性または Spot re/FFA のバックオフィスデータがあり、すべてのリモートデジタ
ルチェックに合格しましたか︖ すべてに合格（緑⾊）している場合、スケジュールをリモート⽅式で完了できます。そうでない場合は、オンサイトが必要となります。
11）点検結果をお客様に電話で報告します。リモート点検の場合は、お客様にオンサイト訪問が不要である旨を報告し（お客様の他の要求や修理（CR）がないことが前提）、訪問作業をキャンセルします。オンサイト⽅式が必要な場合（チェックリストがリモート分析で完了しない、コンディションの健全性の項⽬または顧客項⽬の注意が必要）、追加の訪問活動が必要となります。
12）いずれかの⽅法で点検が完了したら、DSF ePMをService Forms Repositoryに保存し、サービス記録（SR）に接続して、SRを閉じます。

お客様とサービス情報
お客様名
⼭⼝⼤学医学部附属病院

サービス記録# :09776610

御中

システム番号/シリアル番号

お客様機器名称︓

EM0811chrome-extension://mfonhbihmhglfkhjbmpgoecjimfenghn/public/public/procedure

2/9

2024/1/17

SIMS Content Viewer

国開始⽇
JAPAN-JA

2024/01/17

HWとSWの設定
現在のシステムソフトウェア
バージョン:

モダリティ
MR

DV26.0_R06_2132.a

磁場強度（サイズ）:
1.5T

製品タイプ:
Signa Artist

システムは保証期間内（設置から12か⽉間）ですか︖
いいえ

スケジュール︓D

このシステム ID に次のいずれかの患者テーブルオプションはありますか︖ –Lite Patient Transport テーブルオプション、Sentinelle Vanguard Breast MRI テーブルオプション、Signa OR-Compatible テーブルオプション
はい

施設またはシステムに Sentinelle Vanguard Breast MRI Table が装備されていますか︖
いいえ

施設またはシステムに Signa OR-Compatible Table が装備されていますか︖
はいシステム構成の結果︓
On-siteスケジュール D
chrome-extension://mfonhbihmhglfkhjbmpgoecjimfenghn/public/public/procedure

3/9

2024/1/17

SIMS Content Viewer

HWとSWの設定
安全に関わるソフトウェアバージョンの確認
コメント

PM Checkシステムにインストールされているアプリケーション
ソフトウェアバージョンを記録する

DV26.0_R06_2132.a

システムにインストールされているサービスパック番号を記録するなし

注: FFA または Spot re Digital PM ツールを使って、合格/不合格を判定してください。Back O ce データがツールと連動しない場合は、Engineering SW Matrix を使って⼿動で合格/不合格を判定します。オンラインドキュメントライブラリからDOC1667089 (SW Matrix)にアクセスしてください。
コメント

PM Check
MR SWマトリクスからアプリケーションソフトウェアRevを記録する

DV26.0_R06_2132.a

該当するアプリケーションソフトウ
ェアにFMIタイプ「Safety」がある
か
はいいいえ
コメント

PM Check
MR SWマトリクスから最低限のサービスパックを記録（「該当しない」または「なし」と記録する）

該当なし

MR SWマトリクス上で要求されているSafetyサービスパックがあるかはいいいえ交換部品 / 消耗部品
注: 部品ごとに交換予定作業のSR#をコメント欄に記⼊してください。

点検項⽬

BOM PCM
サブコン
ポーネン
ト

テストの⽬的

リファレンス/ジョブカードchrome-extension://mfonhbihmhglfkhjbmpgoecjimfenghn/public/public/procedure

結果

コメント

4/9

2024/1/17

SIMS Content Viewer

点検項⽬

BOM PCM
サブコン
ポーネン
ト

テストの⽬的

リファレンス/ジョブカード

結果

冷凍機の確認1. Cryocooler Adsorber
点検/チェック︓
mag_adsorber_check(コンプレッサータイプにより吸着器寿命20000 時間または30000 時間）
2. コンプレッサー圧
⼒チェック︓
magnet_pds_rule_v3
3. ⽔流/温度チェッ
ク︓magnet_water_rule

冷凍機コンプレッサー

冷凍機
https:// a.health.ge.com/#/ aWork ow/
合格
コンプレッサー
消耗品
20,000または
30,000時
間ごとSumitomo
Adsorber︓
オリジ
ナル部
品2172241新部品
5264644

コメント

システムの状態確認 & OW トリガーレビュー項⽬（カスタマーレビュー）
点検項⽬

BOM PCM
サブコン
ポーネン
ト

システムの状態確認
イメージ（カスタマーレビュ
品質ー）-- LVShim-- SPT-- epiwp (Pixel Test)-- マグネットの状態-- 接続性-- 環境衛⽣-- OnWatch サマリー
（未処理のアラート）-- CTS 異常値サマリー（お客様による装置評価）結果注記︓(1) 完了 = お客様と協議。全項⽬合格。
(2) 未完了 = お客様と協議。⼀部の項⽬が不合格。SN/Manualに従いSvc Actionを計画（コメント欄に詳細記載）(3) 該当なし = 未実施
or お客様との協議なし。コメントに理由を記載
Spot re MR IB System
Health;http://sc.ge.com/%2aMR%20PM

テストの⽬的

リファレンス/ジョブカード

SiteCondition
Health

https:// a.health.ge.com/#/ aWork ow/
合格

chrome-extension://mfonhbihmhglfkhjbmpgoecjimfenghn/public/public/procedure

結果

コメント

5/9

2024/1/17

SIMS Content Viewer

コアシステム項⽬
点検項⽬

BOM PCM サブコンポーネント

テストの⽬的

リファレンス/ジョブ
カード

患者運搬システムのアライメントとレベリングの確認
注記:1) 以下のOW 2.0
ルールを使⽤。
mr-table-ib(MisalignmentOutputs).※DV28
SWを除く
2) DV28 SWはレーザーレベリ
ングツールを使⽤してオンサイ
ト点検⼿順を実⾏。
3) OW 2.0 ルール
が「不合格」の場合、レーザーレベリングツールを使⽤したオ
ンサイト点検を実施するか、CRを開いてフルアライメントを実施します（3時間）。

Patient
Handling

Patient
Handling

https:// a.health.ge.com/#/ aWork ow/
合格

Patient
Handling

https:// a.health.ge.com/#/ aWork ow/
合格

患者テーブルの Patient
動作確認
Handling
注記:1) 以下のOW 2.0
ルールを使⽤。
※DV28.0 SWを除くmr-table-ib
でルールステー
タスを確認︓-- Cradle
Assembly Wheels-- Misalignments-- Longitudinal
Drive Assembly-- Dock-- Vertical
Movement/DriveStatus
2) DV28 SWはtable_longitudinal_drive_rule_PMを使⽤。
3) ルールが「不合格」の場合、オンサイト点検を実施。

chrome-extension://mfonhbihmhglfkhjbmpgoecjimfenghn/public/public/procedure

結果

コメント

6/9

2024/1/17

SIMS Content Viewer

点検項⽬

BOM PCM サブコンポーネント

テストの⽬的

リファレンス/ジョブ
カード

Spike Noise Testの実施
注記:
1) TDM ⽅式で IQをチェックする;
spike_noise2) リモートスパ
イクノイズが「不合格」の場
合 → ePM に記録し、CR SR を開きます。

イメージ品質システム性能https:// a.health.ge.com/#/ aWork ow/
合格

患者テーブルの油量確認
注記:1) スケジュールA はオンサイト
PM ⼿順を実⾏。
2)（DV28 SW には適⽤されません）スケジュー
ルB&DはOW 2.0
ルールを使⽤︓
mr-table-ib(VerticalMovement)
3) ルールが「不合格」の場合、オンサイト点検を実施。

Patient
Handling

Patient
Handling「説明と関連資料」
合格の項を参照
https:// a.health.ge.com/#/ aWork ow/

マグネット ルーム テスト

https:// a.health.ge.com/#/ aWork ow/
合格

ボディコイルエ システム性能
アフロー機能チェック/
mr_sri_rf_air ow_rule

結果

コメント

Senso
r 0＝8347

System Option Tasks
点検項⽬

BOM PCM サ
ブコンポーネント

テストの⽬的

リファレンス/ジョブ
カード- 患者テーブルの動作 - GEテーブルまたは互換性のあるテーブル

patient
HandlingPatient
Handling「説明と関連資料」の項を参照

テストの⽬的

リファレンス/ジョブカ
ード

点検項⽬

BOM PCM
サブコン
ポーネン
ト

chrome-extension://mfonhbihmhglfkhjbmpgoecjimfenghn/public/public/procedure

結果

コメント

合格結果

コメント

7/9

2024/1/17

SIMS Content Viewer

点検項⽬

BOM PCM
サブコン
ポーネン
ト

テストの⽬的

リファレンス/ジョブカ
ード結果

コメント

システム接続性確認
およびProdiagsチェック（Insite/ RSvP）（BOデータフローがない場合は、条件付き現場チェックのみ）

接続性

バック
オフィ
スの接続性

Dir 5680005-2EN
合格ow/
https:// a.health.ge.com/#/ aWork

Equipment Ops チェック (EOCs) [オンサイトのみ]
点検項⽬

BOM PCM サブコンポーネント

テストの⽬的

リファレンス/ジョブカードMRU バッテリー/LEDサービスチェックの実施（旧・四半期チェック）（MRU テストマ
トリクス参照）（条件付き現場チェックのみ）（MRUバッテリーラベルチェッ
クを含む）

Magnet

安全性

SIS CQY0016
DOC1483832

結果

コメント

合格

コメント・ツール・添付ファイル
コメント ⽂字 2000

使⽤ツール
ツール詳細

シリアル番号

バーコード

校正期限⽇
年 /⽉/⽇追加

添付ファイルchrome-extension://mfonhbihmhglfkhjbmpgoecjimfenghn/public/public/procedure

8/9

2024/1/17

SIMS Content Viewer

ファイル選択 選択されていません

GE 担当者
作業者数
1

名前:

サービス記録#SSO #︓

杢⽥ 茂

305004730

09776610

完了⽇
2024/01/17

お客様署名
Yes

Not Required

フォームの送信

現在のフォームを保存

フォームの検証

フォームの消去

Document Number: BBKLK0714 Revision: 7

chrome-extension://mfonhbihmhglfkhjbmpgoecjimfenghn/public/public/procedure

9/9