高規格救急車仕様書

公益社団法人地域医療振興協会
東 京

北 医 療 セ ン タ ー1仕 様 書
第 1 総則この仕様書は、公益社団法人地域医療振興協会 東京北医療センター(以下「当センター」という)が購入する救急車の一切に適用する。

1

目的
この車両は、患者に対し、車内で必要な救命処置を行うと共に、病院への救急搬送を行うことを目的とする。

2

車両条件
(1)

納入場所である当院が使用する救急車として特別架装を施した車両であること。

(2)

この車両は、契約後に最新製作されたものであること。

(3)

車両は普通免許で運転可能な車種とすること。

(4)

低排出ガス車認定制度（国土交通省認定制度）レベルを達成する等排出ガス抑制に配慮した車両であること。

3

提出書類
(1)

受注者は、車両の製作前に次の書類を提出し、病院担当者の承認を得るものとする。
① 製作工程表② 艤装４面図③ 室内配置図④ 改造、架装等に関する電気回路図⑤ その他要求された資料(2)

受注者は、製作中に次の書類を提出するものとする。
① 艤装前４面写真② 譲渡証明書
その他要求された資料(3)

受注者は、納入前に次の書類を提出するものとする。
① 車両完成写真（前後・左右・室内）② 自動車検査証の写し③ その他要求された資料(2)

受注者は、納入時に次の書類を提出するものとする。
① 車両取扱説明書② 搭載機器取扱説明書

4 検査
検査は中間検査と、納入時の引き渡し検査をそれぞれ実施する。引き渡し検査は当院担当者が指定する日時・場所に2

おいて、車両・付属品等全般について検査員が検収するものとする。また中間検査は資料提出によって代替えできるものとする。

5 納入期限及び納入場所(1) 納入期限 令和 7 年３月３１日（月）(2) 納入場所 東京都北区赤羽台４-17-56 東京北医療センター 地下駐車場

6 保証期間保証期間は、車両の他、取付品及び搭載機器について、各メーカーが定めた期間とし、受注者の責任において保証するものとする。但し、故意、過失によるものについては、この限りではない。

7 その他(1)受注者は、車両の制作、車検登録等を行い、車両を運用可能な状態で納入すること。また公安委員会への緊急車両申請等、病院が行う行政手続きについて充分なアドバイスを行うこと。

(2)

受注者は、納入時に車両及び搭載機器の点検整備、使用方法について十分な説明を行うこと。

(3)

製作は、使用目的を十分に達成するため誠意をもって行い、仕様及び内容に疑義が生じた場合は、その都度速やかに当院担当者と協議を行い決定すること。

(4)

納入時、燃料を満タンに入れた状態で納車すること。

第 2 車両仕様

1

車両構造
(1)

形状はワンボックス型５ドア、超ハイルーフ、ワイド幅、スーパーロング型とする。

(2)

車両後方でストレッチャー収納時に直接排気が掛からない構造とすること。

(3)

振動や衝撃等を十分緩衝できる車体とし、あらゆる走行条件に対して安全で且つ、安定性を有するものであること。

(4)

車体前部に運転室、後部に患者室がある構造とし、運転室の両側面と患者室の左側面に乗車口、後面にストレッチャー等の搬入口を設けること。また車体後面にすべり止め付き大型リヤステップを設けること。

(5)

後面ドア内側にロングタイプのストラップを設けること。

(6)

タイヤハウスに泥除けを取り付けること。

(7)

リヤバンパーにキズ防止板を取付けること。

2

主要諸元

この車両の主要緒元は、次に掲げるものとする。
(1)

乗車定員７名以上

(2)

エンジン

ガソリンエンジン

(3)

総排気量

2,600cc 以上(4) 最高出力

110kW 以上

(5) 駆動方式

フルタイム 4 輪駆動方式

3

(6) 変速装置

６速以上のオートマチック車(7) 安全装置

衝突被害軽減ブレーキ付(8) 燃料レギュラーガソリン(9) 燃料タンク ７０ℓ以上(10) 車両寸法（突起物を除く）
全長 5,700mm 以下

全幅 1,900mm 以下

全高 2,600mm 以下（アンテナ等は除く）

室内寸法
室内長 4,400mm 以上

3

室内幅 1,650mm 以上

室内高 1,850mm 以上

緊急車両用設備(1)

車両屋根前後部にビルトイン式の大型散光式赤色警光灯(LED)を設置すること。
なお、大型散光式赤色警光灯は活動状況により発光が３パターン変わること。

(2)

LED 赤色点滅灯を以下の位置に取り付けること。
①

車両前面部 左右 計２灯②

後面ドア下端 停止表示灯 計２灯（扉解放時に後方向きとする）(3)

車両内蔵式の電子サイレン兼スピーカーを設けること。

(4)

大型散光式赤色警光灯、赤色点滅灯、電子サイレン兼スピーカーの操作は、運転室に電子サイレンアンプを設置し、操作が行うことができること。
また電子サイレンアンプは４種類以上の音声再生機能があること。またフェードインフェードアウト機能、ハンドマイク及び運転席用フレキシブルマイク付きとする。

4 電装関係(1)

フォグランプを設置すること。

(2)

外部へ後退を知らせるブザーを設けること。

(3)

フロントコーナーセンサーを設置すること。

(4)

オルタネータ容量は 150A 以上とする。

(5)

外部からの AC100V 電源の入力を受け、バッテリーの充電ができる自動充電装置を設置すること。自動充電装置
は車両用メインバッテリーを全自動で充電できものとし、過充電が起こらないこと。充電時にバッテリーからのガスが車内に流出しない構造とすること。

(6)

AC100V 外部電源入力端子を車体側面に設けること。端子は未使用時に雨が入らないようにすること。2.5 メートルの AC100V 用入力電源ケーブルを１本付属させること。いずれかの電源入力中には、エンジンがかからない構造、またはインジケータランプを設けること。

(7)

メインバッテリーには出力 300W 以上のインバーターを接続し、患者室に AC100V を供給すること。また室内コンセ
ントは３ヶ所 6 口以上とする。

(8)

患者室内の AC100V 出力コンセントついては、外部から AC100V 電源の入力がある時はこれを優先すること。

(9)

路肩灯を設けること。

(10) 患者室に以下のスイッチをまとめた集中スイッチパネルを設けること。
①

患者室灯

4

②

患者室換気扇③

その他、指示されたスイッチ(11) 電気配線などの配線は壁内に敷設すること。止む無く露出する場合は搬送活動の邪魔にならないようまとめて敷設すること。また自動充電装置、インバーターなどの電装品についても患者室での活動の邪魔にならない位置にまとめて設置すること。

5 運転室
(1)

運転室には運転席及び助手席を設けること。座席はシートベルト付とする。
ナビゲーションシステムを設置すること。またナビゲーションモニターと兼用して 前後左右モニター、ＴＶ、ＡＭ・ＦＭラジオ等の使用ができる地デジフルセグチューナー内蔵であること。

(2)

走行中後方映像を表示できるバックミラーを設けること。

(3)

助手席で使用できるフレキシブルランプを設置すること。

(4)

運転席と助手席の間に A３サイズの収納庫を設けること。

(5)

エアコン吹き出し口を設けること。

(6)

床はメーカー標準仕様とし、フロアーマットを敷くこと。

(7)

サイドバイザーを左右両側ドア上部に取り付けること。

(8)

ETC2.0 及びドライブレコーダー（前方及び後方撮影）を設置すること。

(9)

フロントアンダーミラー及び左ミラー上部に補助ミラーを設置すること。

(10) 運転席、助手席のタイヤハウス上部に滑り止めを貼り付けておくこと。

6 患者室(1) 室内配置は以下の通りとする。
①

右側面前部に縦型扉付収納（棚板２枚付き）②

縦型扉付収納の後ろに、後ろ向き 1 人掛け座席③

右側面に 10L×2 本分の酸素ボンベ固定金具を設けること。

④

中央中部から後部にかけてストレッチャー搭載用防振架台⑤

左前にパーテーションボードと収納庫（消毒剤固定ベルト付）⑥

左側面中部に前向き１人掛けハイバック座席⑦

左側面後部に横向き２人掛け以上の座席⑧

日本光電工業社製ベットサイドモニター BSM-３５６２＋QP-０３１P 一式を設けること。

(2) 座席は全てシートベルト付とする。
(3) エアコン吹き出し口を設けること。またヒーターを設置すること。ヒーターの風は搬送患者に直接当たらないこと。
(4) 床は防水ボードであること。周囲はコーキング処理をすること。（ブチルテープやゴムパッキンは不可とする）(5) 左右のドアはスライド式とし、左側乗車口は乗降用の手すりを設けること。
(6) 患者室の全ての窓ガラスはプライバシーガラスとする。左面と後面は２／３を曇りガラス仕様とする。右面には、白色フィルムを貼りとする。
(7) 患者室の左側面及び後面窓ガラスにカーテンを取付けること。
(8) 縦型扉付収納庫は、左右両側に扉があり２段の棚板を設けること。

5

(9) 縦型扉付収納庫横に酸素ボンベ収納庫を取付けること。酸素ボンベ収納庫は右側スライドドアより酸素ボンベが交換出来ること。また、上部吸引器固定装置と２段式収納引出し、汚物入れがあること。
(10) 酸素ボンベから、減圧弁、三方チーズを介してオキシパックに接続し、酸素吸入マスク及び、人工呼吸器が使用できる構造とすること。
(11) 左側面スライドドア、後面ドアに半ドア防止機能を設けること。
(12) 右側面には搬送用資材を固定できる大型収納庫を設置し、上面には当院が指定する医療器機類の固定装置及び電源を設けること。
(13) ルーフサイド部の右側面に扉付きの収納を設けること。
(14) 右側面に電波時計及び酸素マスク収納トレイ、血圧計固定装置を設けること。
(15) 天井に患者室大型室内 LED 灯及び角度調整機能付患者灯を設けること。
(16) 天井にルーフネットを設けること。
(17) 後方右上に換気扇を設けること。
(18) 天井の前後方向にアシストグリップ用レールを設けること。
(19) 左側面の横向き座席の下部に収納を設けること。
(20) 点滴瓶固定装置（２連）をストレッチャー上の患者の下肢の上に相当する位置に設けること。
(21) 後面ドア内側に、扉解放時に下方を照らす照明を設けること。また ON/OFF スイッチを付近に設けること。
(22) 後面ドア左側に大型乗降用手すりを設けること。
７ ストレッチャー(1) ファーノ社製のロールインストレッチャースカッドメイト９３０４とし、車両にスムーズに搭載できるよう防振架台を設けるものとする。また防振架台には脱落防止装置を設けること。
(2) 患者固定ベルト（２本）及び点滴ポール（１本）が付属していること。
8 車両塗装及びデザイン
車体の塗色は白色とし、赤帯は反射材ステッカーを貼り付けること。
なお、車体のデザインについては当院担当者と別途協議し承認を得ること。

第 3 車両付属品
以下の品を車両に付属させて納品すること。
1

ホワイトボード １個

2消火器 1 個

3バックブザー 1 式

5 スペアタイヤ 1 本
6 スタットレスタイヤ（ホイール付き） 4 本
7 車両キー リモコン付３本、リモコン無し２本 計５本
8 ジャッキ/ホイルナットレンチ 1 式
9 車輪止め 2 個6