Contents
p. 2

Applic.
pp. 4-8

Selection
pp. 9-11

Products
pp. 12-87

1413 Series

GenRadproducts
pp. 50-87

Index
p. 89

Precision

精密可変キャパシタ
Decade Capacitor

p. 1 of 21413は精密な標準として使用できるだけではなく、The
1413 is not only a precision standard, it isaシステムの構成品としても有用で、その為に接続はsystems component as well - connections are
後部で行える様に作られています。
madeat the rear for this purpose.

Model 1413 Decade Capacitor

研究所用標準Alaboratory standard
実用標準の校正For
calibrating working standards
損失ファクター用標準Standard
for dissipation factor

00pFから>1μF
to >1μF

LCRメータの検証と校正
Verification & calibration of LCR meters

0.05% basicaccuracy
基本確度

実用標準standard
Working

6-digitresolution
桁の分解能
３端子接続
3-terminal connections

Capacitancemeasurement functions
キャパシタンス測定機能
Verification of calibration of multimeters
マルチメータ校正の検証
For
calibrating instrumentation
機器校正用

Six precision decades are employed to provide a range of 0 to
６個の精密なディケードを備え、キャパシタンス値は1.11111 μF in increments as small as 1 pF and with an accuracy of0から1.11111μFまでの範囲を増分1pF、確度0.05%
0.05% + 0.5 pF. Air capacitors are used for the two lower decades+0.5pFでカバーしています。下位の２個のディケード
and precision silvered-mica capacitors are used for the remainder.
はエアーキャパシタ、その他のディケードは精密なシ
The lower four decades contain adjustments that are factory set but
accessible for readjustment later if desired.
ルバーマイカキャパシタが使用されています。下位の４個のディケードは工場で調整されていますが、必要に応じ、後で再調整する事ができます。

Theshielding is divided into two parts arranged to provide low
シールドは二つに分かれていて、ターミナル・ガード
terminal-to-guard
capacitance. When the two shields are connected
間のキャパシタンス値を低く抑えています。二つのtogether, the 1413 becomes a well-shielded three-terminal capaciシールドを接続すると、1413はシールド効果の高く
torwith an extremely low zero capacitance, suitable for variety of
ゼロキャパシタンス値が極めて低い３端子キャパシタ
applications

として多くのアプリケーションに適しています。

IET LABS, INC. in the GenRad Tradition
534 Main Street, Westbury, NY 11590
62

Electronic cat/1482/09-15-03
www.ietlabs.com
TEL: (516) 334-5959 • (800) 899-8438 • FAX: (516) 334-5988

Contents
p. 2

Applic.
pp. 4-8

GenRadproducts
pp. 50-87

Products
pp. 12-87

Selection
pp. 9-111413 Series

Index
p. 89Precision

精密可変キャパシタ
Decade Capacitor

p. 2 of 2

SPECIFICATIONS
仕 様Range:
範囲: 0 to 1.111 11 μF, controlled by six in-line-readout dials

Temperature Coefficient: Approx. 20 ppm/°C from 10 to 50°C
温度係数:

Accuracy:
確度:±(0.05% + 0.5 pF) at 1 kHz

Zero
Capacitance:
ゼロキャパシタンス:

Stability:
安定度:±(0.01% + 0.1 pF) per year.

VoltageRating:
定格電圧:Frequency:
周波数:

See Figure 1.

<0.1 pF.

500 V pk max up to 10 kHz.

1 pF to 100 pF

101 pF to 1000 pF

1001 pF to 2000 pF

2001 pF to 0.1 μF

0.1 μF to 1.11111 μF

0.002

0.001

0.00050.00030.0004

損失ファクタ:Dissipation
Factor:
1kHzでの最大値
Maxat 1 kHz
絶縁抵抗:Resistance:
Insulation
3３端子、500V
term., after 2dc印加２分後
min at 500V dc≥5 x 1010 Ω

端子キャパシタンス値:
Terminal
Capacitance:
最大値
ハイ・ケース間Maxhigh tocase
ハイ・ガード間high to guard
ロー・ガード間
low to guard

4 pF
85 pF
45 pF

8 pF
110 pF
70 pF

Interface:
Connections: 2 rear-mounted G874 locking connectors.
インターフェイス接続:
形状: 卓上型（ラックマウント用に変換可）
Mechanical:
Convertible-bench cabinet;

10 pF
125 pF
80 pF≥5 x 109 Ω
30 pF
165 pF110 pF

60 pF
200 pF120 pF

Dimensions:14.2 cm H x 42.3 cm W x 30.4 cm D
大きさ:(5.59" x 17" x 11.96")
Rack, 13.3 cm H x 48.3cm W x 27.7 cm D (5.22" x 19" x 10.9")
Weight: Bench, 11 kg (23 lb.) net, 14 kg (29 lb.) shipping
重さ:ORDERING
INFORMATION
オーダー情報1413-9700

1413

Precision Decade Capacitor Bench1413-9701

1413

Precision Decade Capacitor Rack Model

IET LABS, INC. in the GenRad Tradition
534 Main Street, Westbury, NY 11590
Electronic cat/1413 p2/05-26-05

www.ietlabs.com
TEL: (516) 334-5959 • (800) 899-8438 • FAX: (516) 334-5988
63