6622A シリーズ
直流コンパレータ・抵抗ブリッジモジュール化 DCC ブリッジの世界発のワンブリッジ・ファミリー
ギルドライン 6622A シリーズは、現在世界で製作されている直流コンパレータ・レジスタンス・ブリッジ (DCC）による測定の不確かさにおいて新しいコンセプトとベストの性能を提供します。 6622A の設計に込められている独自の革新とモジュラリティによって、今日のユーザの要求を満たす
ブリッジはどんなブリッジか、また将来求められるであろう
ブリッジとは、と推測する必要はもう必要ないことを意味しています。

シリーズの特長
1m から 1GΩまでの広いレンジモジュラー設計、アップグレード可能なパーツ、投資保護
500Vdc までの組込み電圧
直線性：フルスケールの±0.01ppm

6622A シリーズのモジュラー設計を見れば、貴社が今の予算で購入できるものは何か、また将来仕事内容が変わった場
合に初期投資を無駄にすることなく、新たに生じる要求をも満たす事、アップグレードする事が出来るのはどれなのかを判断をする事ができます。モジュール設計に基づくワンブリッジが解決策を提供します。機器のメンテナンスのみならず、ソフトウェアの革新や技術トレーニングなどの生涯コストが削減されます。貴社の欲していることが、 2 次不確かさであれ、またはプライマリのラボ標準であれ、モジュラー
設計が貴社の現在および将来の要望に対して完全な解決策を提供します。
コンセプトと着想は、簡単です。貴社のスタートは測定不確
かさは 0.1ppm 測定範囲は 100KΩの低価格の 6622A ベー
ス DCC ブリッジで始めることができます。要望されている
仕事はより良い不確かさを求めているのですか？それとも測定レンジですか？拡張性能の (XP)か、拡張レンジ (XR)
型式、あるいは更に優れたベストの 0.04ppm の不確かさと500Vdc 電圧で 1G オームのレンジをもつハイ・ボルテー
ジ・テンペラチャ・モデル(HVT)か、どれからでも始められます。

分解能：フルスケールの±0.001ppm
3Amp までのインターナルカレントのオプション
温度計測可能の型式もあり

6622Ａは最高の仕様とオプション、商業ベースで入手できる DCC ブリッジの中で最も革新的なモ
ジュラー設計を提供します。

ベスト確度：読みの±0.04ppm
レシオのワイド・レンジは 0.001:1～
100:1 まで
拡張ロー・エンド・レンジは 3000Amp
で 1μΩまで
外部の電源とスイッチを必要としない
拡張モジュラ・レンジ設計
IEEE488.2 のプログラム
BridgeWorks のデータアクイジショ
ン・ソフト
独特の校正サポート方式
完全計測システムが可能
独特の温度安定と抵抗標準

もし貴社が既にベース・モデルをもっているのであれば、ギルドラインはその性能とレンジを拡大したり、レンジと不確かさの両方を改善したり、その性能をアップすることができます。選択権は貴社にあります。貴社の仕事に見合う設計を選ぶのは貴社です。私共ではありません。最も良い点は今のソフトが使用でき、メニュも同じだということです。だから
学習と訓練を受ける時間が大幅に減少します。今の運転コス
トも大幅に削減できます。ワンブリッジですから校正を必要とするまでに至るライフ・サイクル・コストが減少するからです。
電流は 3000Amp、インターナル電圧は 500 ボルト、インタ
ーナル電流は、3Amps、外部レンジは、 1μΩまでなどの拡張を含むグレードアップ、更にベース・モデルから完全な温度能力までを加えたグレードアップを手に入れることもできます。あるいは最初からシンプルにベストのものに投資するかです。

6622A Series DCC Bridges
抵抗測定に使用する場合では、6622Aシリーズは 抵抗量を決定するための量子ホールの測定にも向いています。
温度校正に使用する場合では、6622Aベース・シリーズの巾広い測定範囲が0.25Ωから100kΩまでのPRTやサーミ
スタにも向いています。6622Aシリーズは精密温度計測に関しての優れた解決策となります。

6622A シリーズーモデルとグレードアップの道
この独特のデザインは30年以上にわたるDCCブリッジの経験にもとづいています。改善が色々含まれており、貴社の投資は無駄になりません。6622Aシリーズのどの機種を購入されても、それはあたかもその機種のすべてを知っているようなものです。メニュ・オペレーションや測定の段取り、操作、ソフトなどは同じです。性能や機能範囲を拡大しても、校正をサポートするワンブリッジであることは変わりません。6622Aコンパレータ・ワンブリッジ
シリーズで可能なモデルとグレードアップの道をご覧ください。

先ず廉価の 6622A ベースユニットから説明します。
6622A“ベース”ユニットは 0.001 オームから 100ｋオー
ムの測定レンジを 0.1ppm の不確しかさで提供します。

2

6622A
6
Series DCC Bridges
B
6622A シリーズ
シ
– 最高の
の設計と革
革新
使い易いフロロント・パネネルやメニュ・システムは
はすべてのモデデルに共通でですから、オペペレータは短い時間で学べ
べます。IEEE--488.2がすべべてのモデルにに付いております。プログ
グラム言語としては組込コ
コマンドをベーースとした世
世
界的に認められているSttandard Code Programmablle Interface(SCPI)を使っっています。ララック・タイプかベンチ・た、フロントト・ターミナルルかリア・ワン・ターミナ
ナルかの選択ができます。貴社の求めるものはすべべタイプかまたてワン・ファ
ァミリーですす。
ノイズとエララーを除くこことは最善の努
努力が6622Aシシリーズの設設計にそそがれれています。サ
効果は自動カカ
サーマルEMF効
レント反転(automatic currentcreverrsal)で減少します。ブリリッジの独特の機構と制御
御アルゴリズムがナノボル
ルス・ディテクタと精密トロ
ロイドのゲイン・オフセッ
ット・エラーを除去します
す。その最終結
結果は長期間間
ト・バランスの精度とリニニアリティにに表れます。頻頻繁な日常的的証明テストのの必要性がな
なくなります。
。
6622Aブリッッジのオペレーーション・モモードは固定か
か自動かのリバーサル・レ
レートで使用用できます。固固定リバーササル・レート・モードでははオートマティィック・カレレント・ポラリティ・リバ
バーサルを4秒
秒から27分の間
間でプログララ
ができます。自動リバーサ
サル・レート・モードでははコンピュータ化された測測定だけです。このモード
ドムすることがではブリッジジのソフトは
はポラリティ・リバーサル
ル・レートを最最善にしますす。抵抗測定ににおいては、求求められていいる不確かさをを維持しなががら、最速の測測定スピードドを達成しますす。温度測定
定においては、素早い温度変変化を追跡すすることができきます。
6622Aシリーーズがユニーク
クな機種でああり、ベストののワンブリッッジであると言言える理由は
は単にモジュー
ール化によるる
ことだけでははありませんん。伝統的な113:1レシオ・レンジはなくくなりました。新しい0.0001:1から100:1の抵抗測定
定レシオを用いいて6622Aシリーズは極めめて柔軟な標準
準選択ができき、ブリッジのの性能をサポ
ポートしたり、、証明するののに必要な標準準の数を減ららすことができきます。
10kオーームから1Mオーームの抵抗標標準UUTを使っった典型的な
100:1のの計測結果で見見てみましょょう。結果は良良いです。非非
常に良いいです。計測測レシオが広ががるにつれてて、計測に要す
す
る標準はは少なくなっっています。実実際、6622Aシ
シリーズは1
μオーム
ムから100Mオ
オームの計測にには、たった
たの4つの抵抗抗標準を使使用しただけけです。
もう一つつの利点は温温度安定化の抵抵抗標準（オイ
イルベースももエアベー
ースも両方共共）は、非常にに小さい温度度係数を持ち、、高い値のの抵抗器（典典型的に高温係係数を持っている）を性格
格づけるののに使用されれます。例えば
ば、オイルバスからの100kk
標準抵抗抗(Rs)を使っって10Mオーム
ムまでのRx値をを証明できまます。もしし、代表的不確かさを調べべようとするなら。貴社のの抵抗標準
準の温度係数
数にもとづく測測定不確かささは実際上減少しますす。
23℃±2℃のの校正ラボで行行う場合でもも、6622AシリーズをGuildlineの6634Aやや6636の温度度安定化した抵
抵抗標準と一一緒に使用したた時には、温温度環境からくくる影響のエ
エラーは減少しします。

6622A ブリッジワ
ブ
ワークス・ソフトウェア
ギルドライン
ンはDCCブリッッジのハードドウェアで独特
特のものを提提供
していますがが、ソフトににおいても新しい解決策をを提供します。
。
今や、Bridggeworks-RやBBridgeworks--Cと呼ばれるる2つの新しいいソ
フトプログララムがセットトアップやコンントロール、計測、測定報
報告などに提供さされます。Brridgeworks-RRは6622A-Basse, 6622A-XP
P、6622-XR、66622A-XPRにはは無料で付きまます。Bridgeeworks-Cは66
622A-HVTには無料
料で付きますす。もし必要がが生じれば、ユーザはいつ
つでもBridgeworrks-RからBriidgeworks-Cへ
へグレードア
アップできますす。
Bridgeworkss-Rで使われてているプログ
グラムはBridggeworks-Cでもも同様に使えますす。またこののBridgeworkss-Cは現在のRResCalのユーーザにはグレードアップへのの道となりますす。

3

6622A Series DCC Bridges
Bridgeworksソフトは極めて強力ですが、ユーザにとってはストレートでフレンドリなソフトです。このソフトは市販のウインドウのソフトに見られるように使い易く便利です。On-line context helpはソフトウェア機能の理解の助けとなります。Bridgeworks はナショナル・イ
ンストルメントGPIBインターフェースに直接適合する
LabVIEWの中で発達しました。このインターフェースでは貴社のパソコンにUSBやFireWire、Ethernet、PCI、PCMCIA、
RS232/485,その他の多様な接続の選択ができます。ギルド
ラインは6622Aシリーズのワンブリッジに貴社が必要とするユニークな抵抗標準やスキャナ、レンジ・エクステンダ、ソフト等を36インチより少し高いだけのラックに入れて、6622Aシリーズのワンブリッジと一緒にした完全なDCCシス
テムを提供することもできます。完全な完成品による解決策です。
完全なオートマティック・レジスタンスや温度計測システムとして、6622Aシリーズ・ブリッジはギルドラインのローサーマル
・スキャナ6664Bや6634A温度安定化したレジスタン
ス・スタンダードなどと共に使用することができます。
ブリッジをローサーマル・マトリックス・スキャナと共に使った場合には、ソフトによってこのブリッジはマルチプル・チャンネル・キャリブレーションと計測システムになります。
ブリッジに人が付いていない間でも連続的、またはシングルあるいはマルチのテストを行うことができます。励
磁電流やリバーサル・レートの如くユーザが選択できるテスト項目はそのテスト毎にプログラムすることができて、ユーザが完全にコントロールとフレキシビリティを有することができます。さらに、ギルドライン6634TS温度安定化トラベリング・レジスタンス・スタンダードを使うことによって、6622AシリーズのDCCブリッジの校正を容易にするソフトが組み込まれることとなります。
Bridgeworksソフトはグラフ表示や計算、傾向分析も行えます。データは簡単にMS-ExcelやCrystal Report、HTML
フォーマットに移動させることができます。作成されるレポートは、すべてトレーサビリティの条件のISO-17025に合致しています。Bridgeworkds-Cは追加の温度計測能力を必要とする温度計測士の方々へ追加温度能力を提供します。
Bridgeworks-Cはその他のラボ・スタンダードに抵抗計測能力を増強します。このオプションはフルークの5700Aや5720Aシリーズ、アジレントの3458Aロング・
スケールDMM、その他などのハイ・エンド・キャリブレータのための校正作業も含みます。各出力値は人工的計算ではなく、ダイレクト・レシオ・トランスファ
ーでワーキングのセット抵抗器に校正されます。
ディケード・ボックスの自動校正にも役立ちます。この役立ちは完全システム・
メジャメント・レンジに広がる
8ダイヤルのディケード・ボッ
クスへの直接校正に及びます。
この役立ちとは、各ディケード・ボックスのステップの抵抗の絶対値を測り、その値が公称の仕様公差以内に入るか否かを判断することです。ESI925の如き調整式ディケード・ボックスのトリミングも行え、直接読み取
りと標準ディケード・ボックスの両方をサポートします。

4

6622A Series DCC Bridges
6622A シリーズ 温度計測向け
最新のDCカレント・コンパレータ・テクノロジを利用することで6622Aシリーズは温度校正に非常に適していると言えます。また、温度範囲も温度学に向いた設計となっています。DCCブリッジは将来的に外部の電磁的、機械的ノイズに対して強い免疫性を持っています。計測はテストリードが使用されるかぎり、真の4端子モードで行われます。励磁カレントはDCであるので、プローブやプローブ・リードによってもたらされるリアクタンスは測定精度には影響しません。サーマルEMFはユーザがプログラムできる定期的な極性反転によって軽減できます。
組込まれた極めて安定的な電流のおかげで、出力電流は広い範囲のセンシティビティを満足させるために20μAと150ｍＡの間から選べます。√2の値はフロント・パネルか、ソフトから簡単に選べます。温度換算とディスプ
レイは6622A-HVT以外のモデルはすべてオプションのブリッジ・ソフトBridgeworks-Cを使用して行われます。
6622A-HVT はソフトや手動計算を必要としないで温度関係の数値にアドレス出来る広いインターナル・メニュを持っています。このメニュによるオペレーションと計算は内部のファームウェアを介して行われ、その結果はフロント・パネル上にオームや℃、°F 、Ｋの単位で見られます。また、このメニュは温度目盛やその他の関連要素を変更する能力もあります。

6622A シリーズを更に良くする
ギルドラインは、6622A シリーズのブリッジを支援する色々の標準を提供しています。温度操作に関する便利で広い環境については、6634A 温度制御抵抗のスタンダードを見てください。この抵抗標準はラックとベンチの両ユニットがあり 10 ディケードの値まであります。値は 30℃の環境でシールドされ、密封され、23℃±5℃のラボ環
境で使用されます。このシリーズは 6636 で 100Ｔ
Ωの値までの高い値に広げられます。オイルバス
は必要ありません。エア抵抗の最高品については、当社の 9334A、9336、9337A シリーズのエア・レジスタンス・スタンダードを見てください。
マルチ・チャンネル・オペレーションについては、当社の 6664B スキャナを見てください。四角形の 16 チャンネル・スキャナは 2Amp 電流、600Vdc まで扱えます。Bridgeworks ソフトを使うと、トータル 64 チャンネルのスキャナ 4 台に比肩します。
被テスト品（UUT）のベストの環境については、ギルドラインは精密エア・バスの 5030
シリーズを作っております。このプログラム方式のエア・バスシリーズは超安定の0.03℃の環境を維持するだけでなく、高級ステンレスを用いたチェンバー内で EMI、EMF シールディングを提供します。2 重ファンが操業に余裕を生みます。IEEE 488.2に完全に基づいたプログラムとなっています。分解能の制御は 0.001℃であり、フロント・パネル上で直接読み取りができる第 2 のユーザ用プログラマブルのセンサーに利用できる第 2 チャンネルもあります。このバスには広範な計測学をベースにしたメ
ニュ・オペレーションが組込まれています。
ギルドラインは、完全システム解決策であるシステム統合を提供します。1 つのスキャナと１つのレジスタンス・
スタンダードが付いたベース・システムをラックマウントに入れた形が必要ですか。問題ありません。48 チャ
ンネルで、レジスタンス・スタンダードが 900Amp までのレンジ・エクス
テンション付の 6622A-XPR を必要としているのですか。当社は提供できます。実際、ギルドラインは、80 台以上、レンジ・エクステンショ
ンやマルチ・チャンネル・スキャナ・レジスタンス・スタンダード付の 6622 システムの完成品を約 36 インチのラック入りで製作しています。ユニットはソフトを組込んで、テストを済ませ、証明書付、ハード全部付で出荷しています。シングル・スタンド入りの最高の抵抗測定器をお求めですか。6622A シリーズのどれかと 6634A 温度安定化タ
イプのレジスタンス・スタンダードを組として、これに 150A レンジ・
エクステンダを追加し、6520 ディジタル・プログラマブル・テラオメ
ータを取付けて 1μΩから 10PΩまでの計測をスタートできます。ギル
ドラインが貴社に対して何ができるか一度お尋ねください。

56622A Series DCC Bridges
6622A シリーズ レンジ仕様 (6622A-Base, 6622A-XP and 6622A-HVT)
注意：6622Aベース6622A-XPは10Kオームの最大Rs(Resistance Standard)付の最大100Kオームに限定されます。
6622A、XRとXPRは下のリストの6622Aベースと6622A-XPローワ・レンジを含みます。高いレンジについては次の頁を見てください。
すべてのモデルで独特な可変レシオが利用できるのでUUTを色々のRsスタンダードで計測することができます。
例えば、10KオームUUTは100オーム、1Kオーム、10Kオームのレジスタンス・スタンダードを使用して計測できます。ブリッジの不確かさを判定するには、単純に貴社のRsを見て、適当なサブレンジを見ます。例えば、10KオームのUUTを100オームRsで計測する場合、不確かさは6622Aベースモデルでは0.2ppmとなります。

6622A (BASE)
6622A-XP (eXtended Performance)
6622A-HVT (HIGH VOLTAGE &THERMOMETRY)

Measurement
Specifications (12 Month)

Total Measurement Range: 0.001Ω ⇔ 100Ω

24 Hour Range

0.08Ω•Rx • 0.8Ω

0.8Ω • Rx • 6.3Ω

6.3Ω • Rx • 13.4Ω

3.4Ω • Rx • 107.5Ω

Stability±0.6 ppm±0.1 ppm±0.1 ppm±0.1 ppm< ± 0.03 ppm

RS±0.4 ppm±0.05 ppm

±0.05 ppm

±0.05 ppm

< ± 0.02 ppm±0.4 ppm±0.04 ppm

±0.04 ppm

±0.05 ppm

< ± 0.02 ppm

1Ω

0.8mΩ•Rx • 0.008Ω

0.008Ω•Rx •0.08Ω

For Below Rows Only – See Range Extenders for lower Range and Currents±0.4 ppm±0.4 ppm• Specifications for 6622A & 6622A-XR w/3A Internal Option±0.4 ppm±0.4 ppm• Specifications for 6622A-XP, 6622A-XPR w/3A Internal Option±0.3 ppm±0.3 ppm• Specifications for 6622A-HVT w/3A Internal Option

Total Measurement Range: 1Ω ⇔ 1kΩ

24 Hour Range1Ω • Rx • 8Ω

8Ω • Rx • 63Ω

63Ω • Rx • 134Ω

134Ω • Rx • 1075Ω

Stability

RS±0.6 ppm±0.1 ppm±0.1 ppm±0.1 ppm<±0.03 ppm

10Ω±0.4 ppm±0.05 ppm

±0.05 ppm

±0.05 ppm<±0.02 ppm±0.4 ppm±0.04 ppm

±0.04 ppm

±0.05 ppm<±0.02 ppm

Total Measurement Range: 10Ω ⇔ 10kΩ

24 Hour Range

10Ω • Rx • 80Ω

80Ω • Rx • 630Ω

630Ω • Rx • 1340Ω

1.34kΩ • Rx • 10.75kΩ

Stability

RS±0.6 ppm±0.1 ppm±0.1 ppm±0.2 ppm< ± 0.03 ppm

100Ω±0.4 ppm±0.05 ppm

±0.05 ppm

±0.1 ppm< ± 0.02 ppm±0.4 ppm±0.04 ppm

±0.04 ppm

±0.1 ppm< ± 0.02 ppm

Total Measurement Range: 100Ω ⇔ 100kΩ

RS
1kΩ

24 Hour Range

100Ω•Rx•800Ω

800Ω • Rx • 6.3kΩ

6.3kΩ • Rx • 13.4kΩ

13.4kΩ • Rx • 107.5kΩ

Stability±0.6 ppm±0.1 ppm±0.1 ppm±0.8 ppm< ± 0.03 ppm±0.4 ppm±0.05 ppm

±0.05 ppm

±0.5 ppm< ± 0.02 ppm±0.4 ppm±0.04 ppm

±0.04 ppm

±0.5 ppm< ± 0.02 ppm

Total Measurement Range: 1kΩ ⇔ 1MΩ

Rs
10kΩ

24 Hour Range

1kΩ • Rx • 8kΩ

8kΩ • Rx • 63kΩ

63kΩ • Rx • 134kΩ

134kΩ • Rx • 1.075MΩ

Stability±0.6 ppm±0.1 ppm±0.2 ppm

NA on Base Model< ± 0.05 ppm±0.4 ppm±0.05 ppm

±0.15 ppm

NA on XP Model< ± 0.03 ppm±0.4 ppm±0.05 ppm

±0.15 ppm

±1 ppm< ± 0.03 ppm

6

6622A Series DCC Bridges
6622A シリーズ レンジ仕様(6622A-XR, 6622A-XPR and 6622A-HVT)
6622A-XR(EXTENDED RANGE)

Measurement
Specifications (12 Month)

6622A-XPR(EXTENDEDPERFORMANCE&RANGE)

6622A-HVT (HIGH VOLTAGE &THERMOMETRY)
Total Measurement Range: 1kΩ ⇔ 1MΩ

Rs
10kΩ

24 Hour Range

1kΩ • Rx • 8kΩ

8kΩ • Rx • 63kΩ

63kΩ•Rx•134kΩ

134kΩ • Rx • 1.075MΩ

Stability±0.6 ppm±0.1 ppm±0.2 ppm

NA on Base Model< ± 0.05 ppm±0.4 ppm±0.05 ppm

±0.15 ppm

NA on XP Model< ± 0.03 ppm±0.4 ppm±0.05 ppm

±0.15 ppm

±1 ppm< ± 0.03 ppm

Total Measurement Range: 10kΩ ⇔ 10MΩ

Rs
100kΩ

24 Hour Range

1.34MΩ• Rx•10.75MΩ

80kΩ • Rx • 630kΩ

630kΩ•Rx•1.34MΩ±1 ppm±0.3 ppm±0.5 ppm±6 ppm< ± 0.15 ppm±0.7 ppm±0.2 ppm±0.3 ppm±3 ppm< ± 0.10 ppm±0.7 ppm±0.2 ppm±0.3 ppm±3 ppm< ± 0.10 ppm

Total Measurement Range: 100kΩ ⇔ 100MΩ

Rs
1MΩ

Stability

10kΩ • Rx • 80kΩ

24 Hour Range

13.4MΩ•Rx•107.5MΩ

Stability

100kΩ• Rx • 80kΩ

800kΩ• Rx • 6.3MΩ

6.3MΩ•Rx•13.4MΩ±2.5 ppm±0.6 ppm±0.8 ppm±8 ppm< ± 0.25 ppm±1.5 ppm±0.4 ppm±0.6 ppm±6 ppm< ± 0.20 ppm±1.5 ppm±0.4 ppm±0.6 ppm±6 ppm< ± 0.20 ppm

Total Measurement Range: 1MΩ ⇔ 100MΩ
63MΩ•Rx•134MΩ

24 Hour Range

134MΩ • Rx • 1.075GΩ

Stability

1MΩ • Rx • 8MΩ

8MΩ • Rx • 63MΩ

Rs

±8 p p m±4 ppm±8 ppm< ± 2 ppm

10MΩ

±6 p p m±2.5 ppm±0.4 ppm< ± 0.15 ppm±4 ppm±1 p p m±2 p p m±8 ppm< ± 0.1 ppm

Total Measurement Range: 100MΩ ⇔ 1GΩ

Rs
100kΩ

10MΩ•Rx•80MΩ

80MΩ• Rx • 630MΩ±6 ppm±2.5 ppm

24 Hour Range
Stability

630MΩ•Rx•1.34GΩ±4 ppm< ± 1.5 ppm

6623-100 Amp レンジ・エクステンダ (電流利用型)
現在の6623-100 Ampレンジ・エクステンダは6622Aシリーズ・DCC
ブリッジと共に使用することができます。また6623は9975や6675
シリーズなどの前のタイプと共に使用できます。この6623は電流を100 Amp(ベースユニットで150mA)まで拡大できます。これの意
味することは、エクステンダ・ブリッジ・レンジをグレードアッ
プするにせよ、購入するにせよ、6623Aは改良したり、スタンダー
ドに投資をしたりすることなく使い続けることができるということです。これはギルドラインからの投資保護です。

6622A、 6622A-XR向け 6623-100 Amp レンジ・エクステンダの仕様
16623 Rs/Rx Uncertainty Ratio •6622A-Base / 6622-XR•
6622A-XP / 6622A-XPR / 622A-HVT
1.

-6

-2

-6

10

-5

:1

± 25 ppm± 10 ppm

-4

-3

-2

-1

10 : 1

10 : 1

10 : 1

10 : 1

10 : 1± 15 ppm± 5 ppm± 6 ppm± 2.5 ppm

± 1.5 ppm
± 0.7 ppm

± 1.2 ppm
± 0.5 ppm

± 1.2 ppm
± 0.5 ppm

-1

不確かさは10 : 1から10 : 1オームのRsと10 : 1レシオの10オームのRsを使用することをベースにしています7

6622A Series DCC Bridges
新-6623A シリーズ モジュラー・レンジ・エクステンダ
DCCブリッジはレンジ・エクステンダを使用して、高い電流の時に“低い”抵抗の値(shunt)を計測できます。独
特の技術を利用することによって、ギルドラインの技術陣はシャント計測の能力をたいていの値を柔軟性の点で高めました。3A以上の高電流時の校正には、追加のレンジ・エクステンダを直列につなぎ電流の最大値を拡張して校正の不確かさを改善します。レンジ・エクステンダはユーザが選んだインターバルで極性反転を自動的に実行します。標準モデルは6623A-150、6623A-450、6623A-900、6623A-3000です。それぞれの組込み電流源は最大で150A、450A、900A、3000Aです。ほかの最大電流レベルを持つモデルも150Aの倍数で得られます。もし貴社が150Aの如き低い電流のモデルを購入し、後で900Aが必要となった場合でも心配はいりません。ユニットは完全にグレードアップできます。貴社はただ必要とする追加電流を買うだけです。貴社の投資は保護されます。外部電源や外部スイッチ、圧縮エアなどは必要ありません。だから、購入/据付費やトレーニング費、校正や運転費など大幅な削減となります。

6623A-3 レンジ・エクステンション・オプション (内部組込みされた)
6622AシリーズのDCCブリッジには、オプションとして、組込式3Aレンジ・エクステンダと総合電源があります。
このオプションを使用すると、ユーザは追加のハードのレンジ・エクステンションを使用することなしに、3Aまでの電流で、シャントや低い値のレジスタンス・スタンダードを校正することができます。このオプションのエクステンダは300Ampまでの他のレンジ・エクステンダにも使用できます。

6623A-3 Amp レンジ・エクステンダ仕様
Models 6622A-Base / 6622A-XR
1

-3

-2

Models 6622A-XP/6622A-XPR/6622A-HVT

-1

-3

-2

-1

6623A-3A Ratio •10 : 1

10 : 1

10 : 1

10 : 1

10 : 1

10 : 1

Rx/Rs Uncertainty± 0.4 ppm

± 0.4 ppm

± 0.4 ppm

± 0.3ppm± 0.3ppm± 0.3ppm-3-1

1 –不確かさは10 : 1から10 : 1のレシオのRSの使用をベースにしています。

6623A レンジ・エクステンション・オプション (外付け)6623A-150 Amp レンジ・エクステンダ仕様
2

-6

-5

-4

-3

-2

-1

6623A (Rx/Rs) Ratio •Uncertainties

10 : 1

10 : 1

10 : 1

10 : 1

10 : 1

10 : 1

Base Model & XR Models± 5 ppm± 5 ppm± 5 ppm± 0.3 ppm

± 0.3 ppm

± 0.3 ppm

6622A-XP/XPR/HVT Models± 4 ppm± 4 ppm± 4 ppm± 0.2 ppm

± 0.2 ppm

± 0.2 ppm

6623A-450 Amp レンジ・エクステンダ仕様
2

-6

-5

-4

-3

-2

-1

6623A (Rx/Rs) Ratio •Uncertainties

10 : 1

10 : 1

10 : 1

10 : 1

10 : 1

10 : 1

Base Model & XR Models± 1 ppm± 1 ppm± 1 ppm± 0.2 ppm

± 0.2 ppm

± 0.2 ppm

6622A-XP/XPR/HVT Models± 0.9 ppm

± 0.9 ppm

± 0.9 ppm

± 0.15 ppm± 0.15 ppm± 0.15 ppm

6623A-900 Amp レンジ・エクステンダ仕様
2

-6

-5

-4

-3

-2

-1

6623A (Rx/Rs) Ratio •Uncertainties •10 : 1

10 : 1

10 : 1

10 : 1

10 : 1

10 : 1

Base Model & XR Models± 1 ppm± 1 ppm± 1 ppm± 0.2 ppm

± 0.2 ppm

± 0.2 ppm

6622A-XP/XPR/HVT Models± 0.9 ppm

± 0.9 pm

± 0.9 ppm

± 0.15 ppm± 0.15 ppm± 0.15 ppm

6623A-3000 Amp レンジ・エクステンダ仕様
2

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

6623A (Rx/Rs) Ratio •Uncertainties •10 : 1

10 : 1

10 : 1

10 : 1

10 : 1

10 : 1

10 : 1

Base Model & XR Models± 5 ppm± 1 ppm± 1 ppm± 1 ppm± 0.2 ppm

± 0.2 ppm

± 0.2 ppm

6622A-XP/XPR/HVT Models± 4 ppm± 0.9 ppm

± 0.9 ppm

± 0.9 ppm

± 0.15 ppm± 0.15 ppm± 0.15 ppm

2.不確かさは10-6：1から10-2：1レシオの1オームのRSと10-1：1レシオの10オームのRSの使用をベースにしております。

8

6622A Series DCC Bridges
性

能

証

明

昔から精密DCCブリッジのメンテナンスは難しい仕事でした。高度の技術を必要とする仕事や非1：1計測レシオの証明にはヘーモン・タイプのトランスファ・スタンダードが必要でした。100：1の計測レシオが導入されたことにより、6622Aタイプのブリッジの性能は簡単に証明できるようになりました。ブリッジの性能を頻繁に証明することでブリッジの短・長期の安定性が理解でき、ユーザからの信頼性が改善されます。
1：1の計測レシオは右図の如く、同じ公称値の2つの安定した標準抵抗器を使用するテストを交互に行うことによって、簡単に証明することができます。ブリッジの1：1計測レシオ・エラーei（ppm単位）は次の式で計算できます。

Ratio R 1

6

e = (1/2)· |R1 · R2 -1| ·10

Ratio R 2i

10：1や100：1の如き非1：1の計測
レシオは右図の如く3つの安定した
標 準抵抗 器を 使用す るク ロージャ
計 測テス トで 簡単に 確認 することが できま す。 ブリッ ジの 1： 1計測
レシオ・エラーe c (ppm単位)は次の式で計算できます。
6

ec = (1/3)· |Ra - Rb · Rc| / Ra · 10

ノート：ブロック・ダイヤグラムの抵抗値は代表値と方法論の実例を選んでいます。

General Specifications

9

6622A Series DCC Bridges(保 証)Warranty
技術と設計のギルドライン50年の革新ワンブリッジが顧客要望に応じます。ワンブリッジは、貴社の今と、将来の必要性に見合う完全なグレードアップと柔軟性を提供します。オプションが計測の問題点を解消し、貴社の投資を保護します。どのように改善するのかですか？簡単です。業界をリードする2年間保証。すべての6622AシリーズDCCブリッジは2年間保証となっています。この保証は部品も労働力もカバーします。

サービスとサポート
ギルドラインは、ISO 17025の許可を受けました。1μΩから10μΩまでの最も広いレンジの認可を受けています。
ギルドラインの製品をご使用されているか、それとも他社の製品をご使用されているか、いづれにかかわらず、
すぐ今日電話をしてください。当社が、何ができるかお答えします。

Ordering Information
Model

List One Of Following Bench Models*6622A

Base Accuracy, Range 100 kOhm

6622A-XR

Base Accuracy, Extended Range to 100 MOhm

6622A-XP

Extended Performance, Range 100 kOhm

6622A-XPR

Extended Performance, Extended Range to 100 MOhm

6622A-HVT

Extended Performance, 500 V, 1 GOhm Range & Temperature

Guildline Instruments
IS DISTRIBUTED BY:*All Bridges include Calibration Certificate, Operator andSoftware manual, and one set of Rs/Rx Low Thermal Leads
6622A-09

Rack Mount Kit for 6622A Series Bridge/RC

Report of Calibration Available at Nominal Charge/RTSpecifies Rear Terminals versus Front Terminals (Default)

SM6622A

Service Manual (Extra Charge)

6622A SERIES OPTIONS
Bridgeworks-UPG

Upgrades Bridgeworks-R to Bridgeworks-C/57XX UTL

Bridgeworks-C 57XX Resistance Calibration Utility/3458 UTL

Bridgeworks-C 3458A Resistance Calibration Utility/Controller

System Controller with IEEE and Software Integrated

IEEE-PCINI IEEE-488.2 Interface for a PCI slot (Win 9X/NT/ME)

IEEE-2m

NI IEEE-488.2 Interface cable, 2m double shielded

6634A-X

Temperature Stabilized Resistance Standard for 6622A Series

6623-100A

100 Amp Direct Current Comparator Range Extender66233

100 Amp Programmable Power Supply for 6623-100A

6623A-3

総代理店

キ ー テ ク ノ 株 式 会 社〒101-0041

東京都千代田区神田須田町 1-14-6
Tel: ０３－３２５１－３１６１
Fax: ０３－３２５１－３１６６
E-mail:keytechno@pop14.odn.ne.jp

3 Amp Internal Range Extender Option

6623A-150

External 150A Range Extender for DCC Resistance Bridge

6623A-450

External 450A Range Extender for DCC Resistance Bridge

Guildline Instruments Limited

6623A-900

External 900A Range Extender for DCC Resistance Bridge

6623A-3000

External 3000A Range Extender for DCC Resistance Bridge

21 Gilroy Street, PO Box 99
Phone:(613) 283-3000 Fax: (613) 283-6082
Web: www.guildline.com
Email: sales@guildline.com
USA Web: www.guildlineUSA.com
Email: sales@guildlineUSA.com

6664B

16 Channel, 2 Amp Low Thermal Scanner

6664A-11

SCW Lead pair with gold plated banana plug, 1m in length

6664A-12

SCW Lead pair with gold plated banana plugs, 2m in length

SCW/18-30

30 Meters Shielded, Copper, Low Thermal Wire 18 Gauge

Many other leads and accessories to include system integration and IEEE are available.

10