高確度キャパシタンス代替器
HACS-Z Series

Page 1 of 4

HACS-Z ディケードキャパシタンス
システムは 固定/可変の校正キャパシタンスとして、あるいは精密で安定したキャパシ タンス値を必要とする どんなアプリケーションにも対応できます。
幅広いレンジのキャパシタンス値を1 pFの増分で、最大 10,000 μFまで出せます。
高品質、高確度のキャパシタンスとして、テスト又は校正システムの理想的な構成部品として利用できます。

HACS-Z ディケードキャパシタンス
6-桁, 1 pF ～ 0.1 µF

特色• 高確度: 0.05%• ローゼロキャパシタンス: <0.1 pF• 下位桁のキャパシタンスは調整可• 低キャパシタンスは 3 端子シールド• 高キャパシタンスは 5 端子構造
• 優れた安定性: 100 ppm/年• 優れた温度係数: 20 ppm/℃から下記も参照して下さい。
•GenRad バージョン – 1413 シリーズ
•プログラマブルタイプ – PCS シリーズ

HACS-Z の各種モデル

HACS-Z 高キャパシタンス代替器:
4-桁, 1 µF ～ 1000 µF steps

HACS-Z キャパシタンス代替器:
9-桁, 10 pF ～ 1000 µF steps

IET LABS, INC. in the GenRad Tradition www.ietlabs.com
534 Main Street, Westbury, NY 11590

TEL: (516) 334-5959 • (800) 899-8438 • FAX: (516) 334-5988
HACS-Z Catalog Pages/8-20-2015

高確度キャパシタンス代替器
HACS-Z シリーズ

Page 2 of 4

仕様: 低キャパシタンス
ゼロキャパシタンス
全てのダイアルのゼロに設定された時の最大キャパシタンスは ≤0.1 pF

シールド
二重シールド構造は下記参照.

温度係数<20 ppm/°C
絶縁抵抗

キャパシターとの接続
フロントパネルにHI と LO のラベルの付いた>50,000 MΩ

二つの BNC コネクター

環境条件
稼働時温度: 10°C ～ 40°C
保管時温度: 40°C ～ 70°C

ステップ当たりのキャパシタンス
Capacitance

HACS-Z キャパシタンス代替器
6-桁, 1 pF ～ 0.1 µF

ディケード合計
キャパシタンス

確度*

HACS-Z-1pF
可変ディケード

1 pF+±0.1 pF

1 pF

10 pF

<0.002

10 pF

100 pF<0.002100 pF

1 nF

安定度

散逸係数

最大電圧

キャパシタータイプ<0.003 typical±(100 ppm + 0.1 pF) 500 V peak max up

エアーキャパシター

Position 1: <0.002

1,000 pF

10 nF

per year±(0.05%+0.5 pF)

to 10 kHzAll others: <0.001
Position 1: <0.001

シルバーマイカPosition 2:<0.0005

機械的に安定なAll others: <0.0003

密封0.01 µF

100 nF<0.0003

0.1 µF

1 µF<0.0004

HACS-Z 可変ディケード:1 pF+, メインユニットにプラグイン,連続下0-1pFの並列キャパシタンスを付加*1 kHz, 3-端子測定; シリーズモデル; 1 Vrms, 23°C; SI にトレーサブル
No zero-subtraction required

二重シールド構造

HILO

シールドは二つの異なる部分に分かれています。 内側のシールドはロー端子・ガード間のキャパシタンスを最小にし、外側のシールド（ケース）はディテクターの入力キャパシ Inner Shield
タンスとノイズを最小にします。HI コネクター 外側のシェルはスイッチのシャフトに接続されています。 LO コネクターは外側のケースに接続されています。 この二つのシールドが一緒に繋がっている場合、HACS-Z は低ゼロキャパシタンスの優れた 3 端子キャパ Outer Case
シタンス代替器になります。

二重シールド構造

周波数特性

IET LABS, INC. in the GenRad Traditionwww.ietlabs.com
TEL: (516) 334-5959 • (800) 899-8438 • FAX: (516) 334-5988

高確度キャパシタンス代替器
HACS-Z シリーズ

Page 3 of 4

仕様: 高キャパシタンス
ゼロキャパシタンス≤0.5 pF 全ダイアルをゼロにした場合の最大キャパシタンス
5 端子測定キャパシターと接続
HI 電流, LO 電流, HI SENSE,
LO SENSE, GND のラベルが付いた５ウェイバインディング

温度係数-50 ppm/°C

ポストがフロントパネル上にあります。 この 4 端子接続

絶縁抵抗値
>50,000 MΩ

回路の特別な配線と低抵抗コンダクターにより、散逸と寄生環境温度条件
稼働時温度: 10°C to 40°C
保管時温度: -40°C to 70°C

インダクタンスを最小にし、周波数特性を改善しています。 2 端子キャパシターとして使用する場合は二つの SENS 端子のみと接続して下さい。

HACS-Z 高キャパシタンス代替器
4-桁, 1 µF ～ 1000 µF ステップ

ステップ当たりの ディケード合計
キャパシタンス キャパシタンス
10 µF

1 µF
10 µF

100 µF100 µF

1,000 µF

最大電圧

テスト
周波数確度*

50 V peak max

安定度

1 kHz
±0.05%

散逸係数<0.0007±200 ppm/year

Vdc+Vac) or<0.002

Vac <22 V

1,000 µF

10 mF

±0.5%
50 V peak max±1%

25 V peak max±10%

キャパシタータイプ
密封金属化ポリプロピレン
サルファイド(MPPS)<0.02
100 Hz±500 ppm/year

ポリフェニレン
電解質**5-端子測定; シリーズモデル; 1 Vrms, 23°C; SI にトレーサブル ; No zero-subtraction required*このオプションの場合,パート番号の最後に EC を加えて下さい。

HACS-Z モデル 4 又は 5-端子キャパシター

二つの SENSE 端子のみを接続することで、２端子キャパシターとして使用できます。

HACS-Z キャパシタンス代替器
電解質キャパシターオンションは 4-桁, 1 µF ～ 1000 µF ステップ

IET LABS, INC. in the GenRad Traditionwww.ietlabs.com
TEL: (516) 334-5959 • (800) 899-8438 • FAX: (516) 334-5988
HACS-Z Catalog Pages/8-20-2015

高確度
キャパシタンス代替器
HACS-Z シリーズ

Page 4 of 4

モデル番号

標準モデル
合計キャパシ

モデル番号桁数タンス

HACS-Z-A-3E-1pF
HACS-Z-A-3E-10pF
HACS-Z-A-3E-100pF
HACS-Z-A-3E-1nF
HACS-Z-A-3E-10nF
HACS-Z-A-3E-100nF
HACS-Z-A-3E-1µF
HACS-Z-A-3E-10µF
HACS-Z-A-4E-1pF
HACS-Z-A-4E-10pF
HACS-Z-A-4E-100pF
HACS-Z-A-4E-1nF
HACS-Z-A-4E-10nF
HACS-Z-A-4E-100nF
HACS-Z-A-4E-1µF
HACS-Z-A-5E-1pF
HACS-Z-A-5E-10pF
HACS-Z-A-5E-100pF
HACS-Z-A-5E-1nF
HACS-Z-A-5E-10nF
HACS-Z-A-5E-100nF

分解能

モデル番号
HACS-Z-A-6E-1pF
HACS-Z-A-6E-10pF
HACS-Z-A-6E-100pF
HACS-Z-A-6E-1nF
HACS-Z-A-6E-10nF
HACS-Z-A-7E-1pF
HACS-Z-A-7E-10pF
HACS-Z-A-7E-100pF
HACS-Z-A-7E-1nF
HACS-Z-A-8E-1pF
HACS-Z-A-8E-10pF
HACS-Z-A-8E-100pF
HACS-Z-A-9E-1pF
HACS-Z-A-9E-10pF
HACS-Z-A-10E-1pF

1,110 pF

31 pF

11,100 pF

310 pF

111,000 pF

3100 pF

1.11 µF

31 nF

11.1 µF

310 nF111 µF

3100 nF

1,110 µF

31 µF

11,100 µF

310 µF11,110 pF

41 pF

0.1111 µF

410 pF1.111 µF

4100 pF

11.11 µF

41 nF

111.1 µF

410 nF

1,111. µF

4100 nF

11,110 µF

41 µF

0.111 11 µF

51 pF

1.111 1 µF

510 pF11.111 µF

5100 pF

111.11 µF

51 nF

1,111.1 µF

510 nF11,111 µF

5100 nF

合計キャパシタンス

桁数

分解能

1.111 11 µF

61 pF

11.111 1 µF
111.111 µF

6610 pF
100 pF

1,111.11 µF

61 nF

11,111.1 µF

610 nF11.111 11 µF

71 pF

111.111 1 µF

710 pF1, 111.111 µF

7100 pF

11,111.11 µF

71 nF

111.111 11 µF

81 pF

1,111.111 1 µF

810 pF11,111.111 µF

8100 pF

1,111.111 11 µF

91 pF

11,111.111 1 µF

910 pF11,111.111 11 µF

101 pF

オプション-RM: ラックマウントタイプ-RO: 背面出力タイプ-EC: 1,000 μF ディケードは電解質キャパシターHACS-Z-1pF
メインユニットに取付け、分解能 1 pF より微細な 可変 エアーキャパシターディケードにするオプション

オプションモデル
HACS-Z シリーズのキャパシターパーツ番号は下記の例に示す構成になっています。

HACS-Z - A - 6E - 1pF - RM - BNC – RO ( 例: 0 ～ 1.11111 µF, 分解能 1 pF ラック搭載型 、BNC 出力背面接続）_______||||______________________________________|||________________________||______|
ディケード桁数
1 ～ 10

最下位桁のキャパシタンス/ステップ
1Pf ～ 10μF

卓上型あるいは搭載型

空白: 卓上型（標準）RM: ラック搭載型

コネクターのオプション
空白: 0.1μF 以下のステップは BNC
1μF 以上はバインディングポスト
BNC: BNC コネクター（全ての値）
BP: バインディングポスト（全ての値）
874: 874 タイプコネクター
RO: 背面出力
EC: 1000 µF ディケードは電解質キャパシター

IET LABS, INC. in the GenRad Tradition
日本総代理店

HACS-Z Catalog Pages/8-20-2015

キーテクノ株式会社 東京都千代田区神田須田町 1-14-6 TEL: 03-3251-3161 Email: keytechno@pop14.odn.ne.jp