6640T AMS 温度測定ブリッジ
温度ブリッジ高度測定シリーズ
世界で最も進歩した、最高のパフォーマンスの温度ブリッジ
ギルドラインの新しい温度ブリッジ 6640T シリーズ
は DCC 温度ブリッジを完全に再設計し直した温度ブリッジで、より良い不確かさ、より速い測定レート、
そしてより多くの機能を備えています。

特 色
 精度: 1 mA の電流で ± 0.015 ppm

6640T シリーズは大型のマルチタッチスクリーンを備え、グラフィック表示も非常に見易く、過去 20 年の
古い技術のタッチスクリーンインターフェイスとは一線を画しています。 最も進歩した設計と最高の動作機能を備え、その幾つかはパテントで保護されています。
6640T はギルドライン社の 50 年以上に及ぶ DCC ブリ
ッジ設計製造の経験に基づき、国家計量標準機関、軍、校正機関の二百以上のギルドライン 6622A ユーザーのフィードバックが反映されています。

 リニアリティ: フルスケールの < ± 0.01 ppm

6640T シリーズは革新的で、高度な技術を採用

 温度測定用の特別な特許取得トロイド設計

現在製造されている温度ブリッジで最高の測定

 測定レートは 0.5 秒の高速
 Windows 10 とタッチスクリーンを備え、完全な測定結果とグラフィック表示
 USB、ネットワーク、IEEE 経由でのシステム
コントロール 100 kΩ までの最も広範囲な抵抗値レンジ
 モデル 3210T はプリヒート、個別チャンネル、

パフォーマンスを備えています。
新しく特許取得のトロイド設計、改良された低電流測定、ヌル検出に新しいナノボルトメータ、高速プロセ
ッサ、強力な新ファームウェアを 6640T は採用。新しい Windows 10 タッチスクリーンにより、6640T は使用法が容易で、完全な測定機能と温度測定の 17025 認証の条件にも考慮を払っています。

電流コントロール モジュール設計により機能拡張可能 投資を絶対に無駄にしない。
 10.5 桁 (0.1 ppb) のフルディスプレイ分解能
 主要なパラメータの全てを測定中に変更可能
 0.1:1 ~ 13.4:1 の幅広いレシオレンジ
 データ収集用の USB ポート、又ハードディス
ク、マウス、キーボード等も利用可
 データ収集ソフトウェア BridgeWorks
 ユニークな校正サポート

これらの新しい技術により、より静かな測定、より速い測定サイクル、改善された繰り返し性、温度ブリッジでは世界で最も進歩したオペレータインターフェイスを実現しています。
従来から広く使われているギルドラインの 6622T、6675A ブリッジ と同じ形状を維持しているので、ユー
ザーは新しいラックを備えたり、既存のギルドラインの計測器や標準とインターフェイスする為の装置を購入する必要なく、単に現在のブリッジと置き換えるだ
けで 6640T を利用できます。

 完全な測定システムとして使用できます。
G UILDLINE I NSTRUMENTS L IMITED  WWW . GUILDLINE . COM  EMAIL : SALES @ GUILDLINE . COM
21 G ILROY S T  S MITHS F ALLS , ON  C ANADA  K7A 4S9  (613) 283-3000 EXT : 10016640T AMS シリーズ温度ブリッジ
6640T シリーズ – 最高のエンジニアリングデザインと革新
高品質の測定には高品質のデザインと製造が必須です。 新 6640T シリーズブリッジの内部レイアウトを調べると、ノイズ削減の為の分離とシールド、温度と電力消費による影響を削減する為の最新の部品、分解能の向上と励起電流の安定、信頼性の向上と速い測定サイクルなど、ブリッジ全体に高品質の為に特別な注意が払われていることが分かります。 6640T 温度ブリッジは二つのプロセッサを備えていて、一つは測定回路の動作専用でもう一つはユーザーインターフェイス専用です。 この特許取得の新設計と注意深く設計された内部レイアウトに加え、この新ブリッジシリーズは現在の顧客の要件と将来の要求にも応えられることが分かるはずです。
新しい設計と測定に関する多くの改良の他にもギルドライン製品が校正機関でのリーダーになった理由があります。それはユーザーの投資を無駄にしないモジュール構造とアップグレード可能な方式であり、現在必要な要件でギルドライン製品を購入しても将来の要件に対応できる特色を備えていることです。
世界で最も広く使用されているギルドラインの DCC ブリッジ、6622A シリーズと同様に、6640T シリーズのモジュール設計により、ユーザーは既存の予算で現在必要なブリッジを購入し、将来必要な要件が変わった場
合でも単にブリッジを新しい要件に合わせて拡張すれば良く、初期投資を無駄にすることはありません。
モジュール設計は計器自体のサポートの為だけではなく、ソフトウェア開発とオペレータトレーニングの点でも計器のライフサイクルコストを削減するシングルソリューションです。
他社メーカーの、温度ブリッジでモジュール性とアップグレードソリューションを備えているとの主張は要注意です。 6640T シリーズブリッジで測定不確かさを向上させたい場合には、既存の 6640T ブリッジを単にアップグレードすれば良いのです。競合他社の場合、ユーザーは新しいブリッジを購入する必要があります。モ
ジュールデザインは適切に実装されていれば、現在と将来の要件に対応する完全なソリューションになります。

6640T AMS シリーズモデル
6640T-基本モデル – エントリーレベルの 6640T 基本温度ブリッジ
1 mA で 0.03 ppm までの不確かさ、100 kΩ までの完全な測定レンジ
基本モデルは XP と同じ高度な測定機能を備えています。
基本モデルは必要に応じて将来 XP モデルにアップグレードできます。

6640T-XP モデル – 拡張パフォーマンス (XP) 温度ブリッジ
1 mA で 0.015 ppm までの不確かさ、100 kΩ までの完全な測定レンジ
計器のコントロールと内部メニューは同じなので、既存のソフトウェア
もそのままで使えます – 同じ操作、同じ校正サポート。
不確かさだけを条件に応じて向上

G UILDLINE I NSTRUMENTS L IMITED  WWW . GUILDLINE . COM  EMAIL : SALES @ GUILDLINE . COM
21 G ILROY S T  S MITHS F ALLS , ON  C ANADA  K7A 4S9  (613) 283-3000 EXT : 1002

6640T AMS シリーズ温度ブリッジ
6640T モデルの選択は必要される要件に合わせてユーザーが選択できます。特に、開発した既存のソフトウェ
アが使え、メニューも変わらないので習熟曲線とトレーニングの必要性を抑える利点があります。現行の運用コストも大幅に削減できます。何故なら単一の 6640T 温度ブリッジ は校正時の維持費用を削減するからです。
更にもっと良い事として 6640T シリーズは既存のギルドラインブリッジのアクセサリーが使えることです。
もし、3210T 温度アダプタ / スキャナー、5032 エアバス、5600 液体 / オイルバスを所有しているのであればそれら 6640T ブリッジで使用できます。古いギルドライン自動ブリッジを外して新しい 6640T シリーズに置き換えて接続をし直せば良いだけです。

6640T シリーズ ユーザーインターフェイス
新 10-ｲﾝﾁ静電容量マルチタッチスクリーンによるフルカラーのグラフィックユーザーインターフェイス
新 6640 シリーズの特徴で最も目に付く特色は最新の Windows 10 で動作する組み込みの 10 ｲﾝﾁタッチスクリー
ンディスプレイです。この新ディスプレイは低ノイズで、電磁波干渉(EMI) と内部測定回路とブリッジの端子からのノイズに対する最大の保護設計が施されています。
どの 6640T シリーズブリッジを購入しても、既に既知の計器を入手したのも同然です。メニュー操作、測定設定、ソフトウェアは全てのモデルで共通です。使い方の簡単な組み込みディスプレイと Windows 10 OS で走る専用のユーザーインターフェイスプロセッサ。 メニューシ
ステムは全モデル共通なので、使用者は深く勉強する必要はありません。 USB は全モデルで標準装備、プログラム言語の選択として、一般的な SCPI ベースのコマンドが組み込まれています。 ネットワークと USB の他に IEEE 488.2 インターフェイスも用意されています。ラック搭載用と卓上用のモデルがあり、端子の位置も前面あるいは背面の選択ができます。ワンファミリーの計器があなたの全ての要求、必要性に応えます。
ブリッジの分解能は全 6640T がフルの 101/2 桁を備え、データ（トレンド）をグラフィックで表示できます。データを要約あるいは詳細のいずれかの形式でブリッジのスクリーン上で見たり、PC 上のソフトウェア BridgeWorks で処理することができます。ISO 17025 認証に適合する測定及び不確かさ分析もできます。
6640T シリーズの設計ではノイズと誤差を削減する為のあらゆる手段が講じられました。サーマル EMF の影
響は自動電流反転により除去されました。 ユニークなブリッジの構造とそのコントロールアルゴリズムにより、ナノボルトバランス検出器と新精密トロイドでのゲインとオフセットの誤差を更に取り除きました。 その成果により、定期的な頻度の高い検証テスト、あるいは校正をしなくても、長期の精度とリニアリティを保てるようになりました。
6640T ブリッジは固定又は自動のいずれのモードでも使用できます。固定モードでは、測定レートはプログラ
ム可能で、測定値の更新は 0.5 秒から 14 分毎に行われます。 ユニークな自動測定モードでは、自動反転レート、必要な不確かさに応じた測定レートの最適化が行えます。

G UILDLINE I NSTRUMENTS L IMITED  WWW . GUILDLINE . COM  EMAIL : SALES @ GUILDLINE . COM
21 G ILROY S T  S MITHS F ALLS , ON  C ANADA  K7A 4S9  (613) 283-3000 EXT : 1003

6640T AMS シリーズ温度ブリッジ
AC ブリッジはより速い測定ができると宣伝していますが、0.02 ppm の不確かさを満足させる為に重いフィル
ターを使用しているので、典型的な待ち時間は 10 を超えます。 他社の DC 温度ブリッジは 6640T と比べてもっと遅く、しかも表明している不確かさを満足させるには強力なフィルターに依存しています。
その他に、ユーザーは反転レートとは別個に測定レートを指定できます。多くの測定は単一の極性で行えます。
これらのユニークな特徴はギルドラインの 6640T 温度ブリッジのみで利用できる機能です。
ギルドラインの新 6640T 温度ブリッジは SPRT の動作レンジの全てにわたり最高のパフォーマンスを示し、
1:13.4 までのレシオを提供します。競合製品ではたったの 1:4 までのレシオなので、使用の制限となります。
6640T シリーズをギルドラインの 6634A 温度安定標準抵抗と共に使用すると、23 °C ± 3 °C のラボ環境で使用しても、温度環境による影響による誤差を効果的に削減できます。

6640T BridgeWorks ソフトウェア
ギルドラインはユニークな温度ブリッジハードウェアを提供するだけではなく、ソフトウェアの完全な新しい
ソフトウェアソリューションも提供します。 実績のあるギルドラインの BridgeWorks ソフトウェア でセット
アップ、コントロール、測定、レポートができます。 BridgeWorks はどの 6640T シリーズのブリッジにも無償で提供されます。BridgeWorks の機能を拡張するオプションの BridgeWorks プラグインにより、計器と標準器の校正を自動化できます。
BridgeWorks ソフトウェアは非常に強力ですが、単純でユーザーフレ
ンドリーです。 BridgeWorks ソフトウェアは Windows ベースの商業
ソフトウェアで一般的に使用されている有用で便利な全てのソフト
ウェアも一緒についています。 ソフトウェアの機能を理解する助けと し て 、 オ ン ラ イ ン ヘ ル プ も 利 用 で き ま す 。 BridgeWorks は
LabVIEW©内で開発されたので全ての National Instruments GPIB イン
ターフェイスと直接の互換性があります。 これらのインターフェイ
スは PC と USB, FireWire, Ethernet, PCI, PCMCIA, RS232/485 等での様々な接続オプションが可能です。 標準抵抗、温度計測アダプタ/ス
キャナー、ソフトウェアを加えた完全な 6645T 温度測定システムも提供できます。 このシステムは 36”を若干超える（1m 以下）高さのラックに搭載統合されて、検証、テスト
されたうえで、完全なターンキーシステムとして出荷されます。
完全な自動温度測定システムとして、6640T 温度ブリッジはプログラマ
ブルなチャンネル毎にプリヒートできるギルドラインの 3210T 低サーマ
ル温度測定アダプタ / スキャナーとギルドラインの 6634A 温度安定標準
抵抗と共に使用することができます。 ブリッジがギルドラインの 3210T
低サーマル温度測定アダプタ / マトリックススキャナーと共に使用される場合、ソフトウェアはブリッジをマルチチャンネル校正、測定システ
ムにします。ブリッジを無人で、時間設定した、シングル又はマルチの連続テストを始めることができます。励起電流、プリヒート電流、測定速度、反転レート、等々のユーザー定義の全てのテスト変数をテスト毎にプログラムできるので、ユーザーは十分に吟味された実験や温度プローブの校正を完全にコントロールでき、柔軟的に実施できます。

G UILDLINE I NSTRUMENTS L IMITED  WWW . GUILDLINE . COM  EMAIL : SALES @ GUILDLINE . COM
21 G ILROY S T  S MITHS F ALLS , ON  C ANADA  K7A 4S9  (613) 283-3000 EXT : 1004

6640T AMS シリーズ温度ブリッジ
又、ギルドラインの 6634A シリーズ温度安定標準抵抗を使用した 6640T シリーズの校正を強化し、簡単にするユーティリティがソフトウェアに含まれています。
BridgeWorks ソフトウェアは分かり易いグラフィック表示、関数演算機能、トレンド分析を提供します。デー
タは簡単に MS-Excel®、Crystal Reports®に簡単に HTML 形式でエクスポートできます。作成された全てのレポ
ートは ISO-17025 のトレーサビリティ要件に準拠しています。 MS-Excel® あるいは他のソフトウェアを 6640Tにインストールでき、全ての分析は 6640T 温度ブリッジに搭載されている Windows 10 上で処理されます。
BridgeWorks はプラグインとユーティリティを使用することで、その他のラボ標準の温度機能を強化できます。
これらのオプションユーティリティには接続されたギルドラインのエアバスと液体/オイルバスの制御も含まれています。

6640T シリーズ仕様
DCC ブリッジは AC ブリッジよりも本質的に外部からの電磁気と機械的なノイズに対する耐性があります。測定は真の４端子モードで行われるので、長いテストリードを使用することができます。 励起電流が DC なので、プローブとプローブリードにより発生するリアクタンスは測定精度に影響を与えません。サーマル EMF はユーザーによりプログラムできる定期的な極性反転により除去されます。 極めて安定した内臓電流源により、
20 A から 150 mA の幅広いレンジの感度要件を満足させる出力選択ができます。計器のフロントパネル又はソフトウェアにより実効値を簡単に選択できます。温度換算と表示もフロントパネル又はＰＣ上のBridgeWorks ソフトウェアにより行えます。
ギルドラインの 6640T DCC 温度ブリッジの主な特徴の一つに、計器自体の校正法があげられます。このオプションは、計量学で一般的な低電流(1 mA)で6640T を明確にテストし、抵抗値の各桁毎、各レシオ毎の校正係数をそれぞれ保存します。
対照的に競合他社の全ての DCC 温度ブリッジ
は、温度測定に必要な 1 mA ではなく、10 mA～150 mA の電流で校正されています。
6640T シリーズの仕様は、+0.5 ˚C 又は -0.5 ˚C(1 ˚C 変化)の制限ではなく、ラボ温度の 23 ˚C±3 ˚C に基づいた、最低限のフィルターと繰り返し性を検証済みの、３年間仕様です。
6640T は標準抵抗を内蔵していないので、安定性は主に電流コンパレータによります。その為にギルドラインのブリッジは３年に一度の校正が必要なだけです。DCC ブリッジの競合メーカーの仕様が 10 mA～150 mA の電流に基づき、温度測定条件の 1 mA 以下では全く性能を発揮しないのに対し、ギルドラインの仕様は温度測定で通常使用される 1 mA の電流に基づいています。 ギルドラインのブリッジが実際にどの様なパフォーマンスを示すのか見たいのであれ
ば、デモの要望をお知らせください。 (2017 年第３四半期よりデモ開始予定).

G UILDLINE I NSTRUMENTS L IMITED  WWW . GUILDLINE . COM  EMAIL : SALES @ GUILDLINE . COM
21 G ILROY S T  S MITHS F ALLS , ON  C ANADA  K7A 4S9  (613) 283-3000 EXT : 1005

6640T AMS シリーズ温度ブリッジ
6640T シリーズ

一般仕様

リニアリティ

< ± 0.01 ppm (1:1 to 13.4:1)

ディスプレイ分解能 (ppm)

0.0001 ppm ～ 10 ppm 選択可（プログラマブル）

温度係数

表示値の 0.01 ppm/ºC (Outside 23 ˚C ± 3 ˚C)

自動電流反転レート (秒単位)

4 ～ 1637 でプログラム可、 1 秒の 増分

最速測定サンプルレート

0.5 秒

通信

USB, Network, IEEE 488.2 (ｵﾌﾟｼｮﾝ), SCPI ベースの計器可能レンジ (± 30 V) ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ) (A)

テスト電流 ( 100

分解能 (A)kまでの測定)

精度 [誤差(ppm) + ｵﾌｾｯﾄ(A)]10 A ~ 150 mA (抵抗値測定では 10,000 A まで拡張可)
1 A± 100 ppm ± 10 A

フル仕様でのブリッジ稼働時温度

23 °C ± 3 °C

73 °F ± 5 °F

ブリッジの稼働最大レンジ (<50 % RH)+18 °C to +25 °C+65 °F to +82 °F

ブリッジ保管時温度-20 °C to +60 °C-4 °F to +140 °F

必要電力

VAC: 100 V, 120 V, 220 V and 240 V ± 10 % / 50 or 60 Hz ± 5 %, 200 VA
大きさ (幅 x 高さ x 奥行)

440 mm x 200 mm x 465 mm

重量17.3” x 7.8” x 18.3”

27 kg

59.5 lbs

注: 6640T-基本モデルと 6640T-XP モデルは最大 10 kΩ の Rs (標準抵抗) で、最大 100 kΩ まで。理由は全てのモデルで利用できるユニークな可変レシオの為で、様々な Rs 標準抵抗を使用して UUT を測定できます。
例えば、10 Ω、25 Ω、100 Ω の標準抵抗(Rs)で、25 Ω PRT の測定ができます。 ブリッジによる測定不確かさを決定するには、使用している Rs を見て 、単純に適切な UUT サブレンジを見ます。

基本レンジ:
ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ 1

6640T-BASE

最大 100 kΩ

３年間レシオ

標準抵抗

仕様 2

仕様
0.8 > Rx < 4.3◄

ACTUAL RATIO►

0.08 > Rx < 0.5

0.5 > Rx < 4.3

4.3 > Rx < 13.4

1:1◄

NOMINAL RATIO►

0.1 : 1

1:1

10 : 1± 0 .0 3 p p m

◄

1 Ω

►

± 0.2 ppm

± 0.05 ppm± 0.05 ppm± 0 .0 3 p p m

◄

10 Ω

►

± 0.2 ppm

± 0.05 ppm± 0.05 ppm± 0 .0 3 p p m

◄

100 Ω

►

± 0.2 ppm

± 0.05 ppm± 0.05 ppm± 0 .0 3 p p m

◄

1 kΩ

►

± 0.2 ppm

± 0.05 ppm± 0.1 ppm

± 0 .0 5 p p m

◄

10 kΩ

►

± 0.2 ppm

± 0.1 ppm

± 0.2 ppm

G UILDLINE I NSTRUMENTS L IMITED  WWW . GUILDLINE . COM  EMAIL : SALES @ GUILDLINE . COM
21 G ILROY S T  S MITHS F ALLS , ON  C ANADA  K7A 4S9  (613) 283-3000 EXT : 100

6

6640T AM シリーズ温度ブリッジ
XP レンジ:

6640T-XP

最大 100 kΩ
ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ 1

３年レシオ 仕様 2

標準抵抗

仕様
0.8 > Rx < 4.3◄

ACTUAL RATIO►

0.08 > Rx < 0.5

0.5 > Rx < 4.3

4.3 > Rx < 13.4

1:1◄

NOMINAL RATIO►

0.1 : 1

1:1

10 : 1± 0 .0 15 p pm

◄

1 Ω

►

± 0.1 ppm

± 0.02 ppm± 0.02 ppm± 0 .0 15 p pm

◄

10 Ω

►

± 0.1 ppm

± 0.02 ppm± 0.02 ppm± 0 .0 15 p pm

◄

100 Ω

►

± 0.1 ppm

± 0.02 ppm± 0.02 ppm± 0 .0 15 p pm

◄

1 kΩ

►

± 0.1 ppm

± 0.02 ppm± 0.05 ppm± 0 .0 3 p p m

◄

10 kΩ

►

± 0.1 ppm

± 0.05 ppm± 0.1 ppm

1 - 最小限のフィルターでのチンターチェンジ仕様 (しばしば自己校正とも呼ばれる)
2 – 年 1 回のパフォーマンス検証（自動）での 3 年間校正間隔
3 - 仕様は Rx に最大 1 mA の電流で温度は 23 °C ± 3 °C の条件に基づく

6640T シリーズを更に良くする
ギルドラインは 6640 シリーズのブリッジをサポートする様々な標準を揃えています。幅広い温度環境には、極めて使用法が簡単な当社の 6634A 温度制御標準抵抗に注目して下さい。 これらの標準抵抗はラック搭載又は卓上用で、１０までの抵抗値を備えています。シールドされ、 30 °C の温度環境に閉じ込められた抵抗値は、23 °C ± 5 °C のラボ環境で使用できます。 オイルバスの必要はなくなります。 最高の気
中抵抗には 9334A シリーズの標準抵抗を使用して下さい。
ギルドラインは新しいオイルベースの AC/DC 標準抵抗、7330 シリーズ、の発売を誇りに思います。 このシリーズの抵抗は同じく最近発売開始した 5600 液体シリーズのバスの利点を特に利用しています。これらは DC 及び AC 温度ブリッジの基準抵抗として、そして従来の標準抵抗やマルチ機能校正器と高精度 DVM の抵抗値レンジの校正と校正
抵抗値の測定に極めて役に立ちます。 0.1Ω～100 kΩの標準レンジ、あるいはカスタム値が利用でき、長年使用できるように設計されています。
マルチチャンネルオペレーションにはスキャニングとスイッチング機能を有する 3210T
温度測定アダプタに注目して下さい。 各モデルは個別にプログラマブルなプリヒートと測定時温度を保つ電流を使って、接続された複数の装置を自動的に測定するスイッチを内蔵しています。
IEEE 488.2 と USB 接続の両方を備えた 3210T 温度測定アダプタは PC 上で動作するギルドラインの
BridgeWorks ソフトウェアでコントロールできます。 3210T 温度測定アダプタはユーザーがプログラム可能なチャンネル電流で８個までの PRT 又は SPRT の校正を自動化します。

G UILDLINE I NSTRUMENTS L IMITED  WWW . GUILDLINE . COM  EMAIL : SALES @ GUILDLINE . COM
21 G ILROY S T  S MITHS F ALLS , ON  C ANADA  K7A 4S9  (613) 283-3000 EXT : 1007

6640T AMS シリーズ 温度ブリッジ
最高の被試験器 (UUT)環境を制御するためにギルドラインは 5030 シリーズの精密エアパス (左の写真はオプションの窓付)を製造しています。このシリーズのプログラマブル・エアバスは極めて安定した 0.015 °C 環境を維持するだけではなく、高品質の二重壁ステンレスチャンバーによる EMI / EMF シー
ルドを提供します。 二重ヒータ/クーラー/ファンなので運用上の冗長度が高く、装置は完全に IEEE 488 準拠プログラムが可能です。 制御分解能は0.001 °C です。2 番目の温度センサーも備えているのでバス内部の実際の温度を直接フロントパネルで読むことができます。 他社のバスでは、バス内部の実際の温度を知るには追加のデジタル温度計を購入する必要があります。
5030 シリーズのバスは計量学に基づいたメニュー操作を大幅に取り入れています。
5030 シリーズは Bridgeworks ソフトウェアから直接プログラムできます。
大きなチャンバー容量で、6664C スキャナーと共に使用すれば複数の温度プローブを一度に校正できます。オペレータは複数のテストが完了したらデータをただ確認するだけです。
ギルドラインは再び精密な液体/オイルバスを提供します。 新5600 シリーズのプログラマブル液体バスは、従来のバスの最も良い特徴を残し、新しい設計を施しました。 5600 液体バスは信頼性が高く、極めて安定したアナログ制御を使用し、更に微調整の為の PID デジタルオーバーレイを加えました。 Windows のタブレッ
トで、17025 認定に必要な、抵抗のコンフィギュレーション、環境とバスのオペレーションについての計量学に基づくデータの保存とアクセスができます。計量技術者に本当に必要な道具です。
5600 シリーズのバスはオイル、水と海洋学での応用では塩水も使用できます。 5600 は-5 °C～55 °C の幅広いレンジで、安定度 <0.0015 ˚C の均一で一定の液体温度を提供します。 50ℓ、75ℓ、100 ℓの三種類のサイズの EMI シールドされたファイバーグラス
タンクがあります。
ギルドラインは完全なシステムソリューションと完全な統合システムを提供します。 ラック搭載の温度測定
アダプタ/スキャナーと標準抵抗の基本システムが必要ですか？ 問題ありません。32 チャンネルの 6640T-XP と標
準抵抗が必要ですか？ それもできます。 実際にギルドラ
インはブリッジ、マルチチャンネルスキャナー、標準抵
抗を一つのラックに備えた 6625 測定システムを 百台以上も製造しています。6645T 温度測定システムは全てのハードウェアとソフトウェアをインストール、テスト、検証した上で提供しています。一つのラックに搭載された究
極の温度測定システムが必要ですか？ それなら 6640T シ
リーズ温度ブリッジのいずれか一つのモデルを 6634A 温度安定標準抵抗、チャンネル毎にプリヒートをプログラ
ムできる 3210T 温度測定アダプタ/スキャナーと組み合わせて下さい。 とにかくギルドラインにお任せ下さい。

G UILDLINE I NSTRUMENTS L IMITED  WWW . GUILDLINE . COM  EMAIL : SALES @ GUILDLINE . COM
21 G ILROY S T  S MITHS F ALLS , ON  C ANADA  K7A 4S9  (613) 283-3000 EXT : 1008

6640T AMS シリーズ 温度ブリッジ
パフォーマンスの検証
ブリッジは自己校正しません。 全てのブリッジは製造時に最初の校正が行われる必要があり、その後定期的に検証あるいは再校正を行う必要があります。 競合メーカーの中には、自社のブリッジは自己校正を行うと、誤解を招く宣伝文句を使っているものが見受けられますが、実際にはその様なメーカーも、ギルドラインを含
む全ての市販ブリッジのメーカーが行っている様に、外部の標準抵抗あるいは超低温電流コンパレータ(CCC)を使用してブリッジを校正しています。
歴史的に、精密ＤＣＣブリッジが前回の校正時と同様に稼動しているかどうかを確認することは困難が伴います。1:1 測定レシオ以外での検証にはハーモンタイプのトランスファー標準と高度な技術レベルが必要になります。 6640Tシリーズの出現と6622Aマルチレシオ
ブリッジにより、パフォーマンスの検証が容易にできるようになりました。 ブリッジのパフォーマンス
25 Ω
検証によりブリッジの短期、長期の安定度への洞察が深まり、ユーザーの不確かさに対する信頼度も増Ratio R1
Ratio R2
します。
1:1 測定レシオは、右のブロックダイアグラムで示す様に、二つの安定した同じ公称値の標準抵抗を入れ替えて測定テストを行う事で容易に検証できます。
ブリッジの 1:1 測定レシオ誤差 ei （ppm 単位）は次の式で算出されます。
6

ei = (1/2)· |R1 · R2 -1| ·10

25 Ω

Ratio Rb

4:1 や 10:1 の様な非 1:1 測定レシオは、トロイド巻き、電気経路、電力レベル等々が同じではないので、インターチェンジ方法では校正や検証は出来ません。
しかしながら、ギルドラインでの最初の 6640T 温度
ブリッジの校正は、右の図で示す様に、三つの安定
した標準抵抗を使用するクロージャー測定テストで容易に検証できます。ブリッジの非 1:1 測定レシオ
誤差 ec (ppm 単位)は次の式で算出されます。
6

Ratio Rc
100 Ω

25 Ω

10 Ω
Ratio Raec = (1/3)· |Ra - Rb · Rc| / Ra · 10
注：

ブロックダイアグラム内の抵抗値は、測定法の説明の為だけに選んだ単なる代表値です。
その他のレシオも同様の方法で検証できます。

G UILDLINE I NSTRUMENTS L IMITED  WWW . GUILDLINE . COM  EMAIL : SALES @ GUILDLINE . COM
21 G ILROY S T  S MITHS F ALLS , ON  C ANADA  K7A 4S9  (613) 283-3000 EXT : 100

96640T AMS シリーズ 温度ブリッジ
保証と保守サービス
保証と保守サービスは 60 年以上に及ぶギルドラインのエンジニアリングと設計の経験に基づいています。
6640T 温度ブリッジは現在と将来の測定要件を満足させる完全な拡張性と融通性を備えています。
オプションは実際の測定に必要な要件を満足させ、無駄な投資には絶対になりません。その答えは業界をリードする２年間の保証です。 全ての 6640T シリーズ DCC 温度ブリッジはパーツと作業費を含む２年間の保証付
きです。

製品番号
6640T-B

Base Accuracy, Range 100 kΩ, Front Terminals

6640-XP

Extended Performance, Range 100 kΩ, Front Terminals*All Bridges include Calibration Certificate, Operator and Software manual,and one set of Rs/Rx Low Thermal Leads/R

Adds Resistance Option to Bridge/RC

Report of Calibration Available at Nominal Charge/RTSpecifies Rear Terminals

SM6640

ギルドライン社 日本総代理店
日 本 総 代 理 店

キ ー テ ク ノ 株 式 会 社〒101-0041

東京都千代田区神田須田町 1-14-6
Tel: ０３－３２５１－３１６１
Fax: ０３－３２５１－３１６６
E-mail:keytechno@pop14.odn.ne.jp

Service Manual (Extra Charge)

6640T SERIES OPTIONS
3210T

8 Channel Thermometry Adapter with Pre-Heat

7330

AC/DC Oil Based Resistor (Specify Value)

5600

Automated Fluid Bath (Specify Size)

6634A

Temperature Stabilized Resistance Standard

Guildline Instruments Limited
21 G ILROY S TREET , PO B OX 99

SCW-30:18AWG

30 Meters Shielded, Copper, Low Thermal Wire (SCW) 18 Gauge

S MITHS F ALLS O NTARIO C ANADA , K7A 4S9

SCW-30:22AWG

30 Meters Shielded, Copper, Low Thermal Wire (SCW) 22 Gauge

P HONE (613) 283-3000
F AX (613) 283-6082
WWW . GUILDLINE . COM
EMAIL : SALES @ GUILDLINE . COM

31695-00-85 REV B COPYRIGHT © 2017-01-27 GUILDLINE INSTRUMENTS LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED. SPECIFICATIONSARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

G UILDLINE I NSTRUMENTS L IMITED  WWW . GUILDLINE . COM  EMAIL : SALES @ GUILDLINE . COM
21 G ILROY S T  S MITHS F ALLS , ON  C ANADA  K7A 4S9  (613) 283-3000 EXT : 100

10