アネモマスター風速計
MODEL 6162

取 扱 説 明 書

ANEMOMASTER
MODEL 6162
SET

START/STOP

FAST/SLOW PRINT

HOLD

BATT
MENU

POWER

ご使用頂く前に、取扱説明書本文に出てくる警告事項を
注意深く読み、よく理解して下さい。
いつでもご使用いただけるように、大切に保管してください。

日本カノマックス株式会社
08001
22.08

日本カノマックス株式会社の製品をご購入頂き、誠に有難うございます。
本器は精密計器ですので、本取扱説明書をよくお読み頂き、警告事項を必ず守り、正しくお使い頂きますようお願い致します。

ご使用いただく前に当社では、取扱説明の中での警告の種類と定義を以下のように定めています。

〔表示の説明〕
人身事故防止用警告:
この表示を無視して誤った取扱いをすると、人身事故の発生する危険が想定される内容を示しています。

注意:

製品損傷防止用
この表示を無視して誤った取扱いをすると、製品に物的損傷を与えるか、又は性能保証ができない場合が想定される内容を示しています。

〔絵表示の説明〕△記号は注意（危険を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は高温注意）が描かれています

記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や横に具体的な禁止事項（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

記号は行為を強制あるいは指示する内容を告げるものです。図の横に具体的な指示内容が描かれています。

警 告

可燃性ガスの雰囲気には、絶対にプローブを近づけないで下さい。

可燃性ガスの雰囲気 >>> センサーが加熱されているため、発火・爆発の危険性があります。
での使用禁止

改造／分解禁止

分解・改造・修理は絶対しないでください。

>>> ショート、および性能維持ができない原因となります。

 本取り扱い説明書の指示に従って正しくお使いください。

正しく取扱う>>>>誤った使い方をすると、感電や発火、センサー破損等の原因となります。
 本器より異常音、異常な臭い、煙などが発生した場合や本器内に液体等が混入した場
合は、速やかに電源スイッチを切り、電池または電源プラグを抜いて下さい。

>>>感電や発火、本器の故障の恐れがあります。
ご購入先又は日本カノマックス㈱サービスセンターまで修理をご依頼下さい。

警 告
 水滴を含んだ雰囲気で使用しないでください。
>>> 感電や発火、センサー破損の原因となります。
禁止 センサー部には絶対に触れないでください。
>>> センサー部は加熱されているので、触れると火傷する危険が高温注意あります。また、センサーの損傷にもなりますので絶対に触れないでください。

×

注 意 使用されないときは電源プラグを抜いてください。
>>> 感電や発火、回路破損の原因となります。

 長期間、本器を保管しておく場合は、電池を取り外して保管して下さい。
 また、本体内に消耗した電池を入れたままにしないでください。
>>>電池の液漏れの原因となります。
正しく取扱う 本体を高温多湿・ホコリの多い場所での測定に使用したり、又は直射日光のもと長時間,放置したりしないで下さい。

設置禁止>>>仕様範囲外では、正常に動作しない場合があります 本体は、揮発性の溶液で拭かないでください。
>>> ケースが変形・変質する恐れがあります。汚れた時は、柔らかい布で乾拭きして下さ設置禁止

い。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤または水を含ませた布で拭いてください。シンナー・ベンジン等の揮発性の薬品は使用しないで下さい。

 本体やセンサー部に強いショックを与えたり、重いものをのせたりしないで下さい。

>>>本体やセンサー故障・破損の原因となります。
禁止 帯電した状態で、センサー部を触らないでください。
>>>測定値に影響を与えたり、本体回路破損の原因となったりします。

目次

1. 本器の取扱い方法について................................................................................................................................ 1
1.1 各部の名称と機能 (1) ····· 本体部 ............................................................................................................... 1
1.2 各部の名称と機能 (2) ····· プローブ ............................................................................................................. 3
1.3 シートキーの説明........................................................................................................................................... 4
1.3 シートキーの説明........................................................................................................................................... 4
1.4 電源について ................................................................................................................................................. 5
1.4.1 電池の交換 ............................................................................................................................................. 5
1.4.2 AC アダプターについて ........................................................................................................................... 5
1.5 測定の準備 .................................................................................................................................................... 6
1.5.1 プローブの接続 ....................................................................................................................................... 6
1.5.2 プローブ番号の確認 ............................................................................................................................... 6
1.5.3 プローブボードの脱着 ............................................................................................................................. 6
1.5.4 表示画面の確認 モニター画面 ............................................................................................................. 7
2. 基本操作 .............................................................................................................................................................. 82.1 測定値をホールドするには ........................................................................................................................... 8
2.2 表示値を読み取りやすくするためには ......................................................................................................... 9
2.3 風速の変動グラフを表示するには.............................................................................................................. 10
2.4 電池の残量を知るには.................................................................................................................................112.4.1 電池消耗のお知らせ..............................................................................................................................11
2.5 日時を変更するには .................................................................................................................................... 12
2.6 モニター画面をハードコピーするには......................................................................................................... 13
2.6.1 準備するもの ......................................................................................................................................... 13
2.6.2 プリンターの設定 ................................................................................................................................... 13
2.6.3 信号ケーブルの接続 ............................................................................................................................ 15
2.6.4 操作手順 ............................................................................................................................................... 15
3. 測定モード .......................................................................................................................................................... 16
3.1 平均、最大、最小値を測定するには [平均値測定] .................................................................................. 16
3.2 一定時間ごとにデータを収集するには！ [間欠動作測定] ...................................................................... 18
3.3 ダクトの風量を測定するには [風量測定].................................................................................................. 20
3.4 測定モード設定 ............................................................................................................................................ 22
3.4.1 測定モードをセットするには .................................................................................................................. 22
3.4.2 他の測定モードが使えない！ .............................................................................................................. 23
3.4.3 測定モードの設定を解除するには ....................................................................................................... 23
3.5 記憶容量について ....................................................................................................................................... 24
3.5.1 メモリオーバーの表示 ........................................................................................................................... 25
3.6 印字例 - 演算結果の自動印字とハードコピー ........................................................................................ 26
3.6.1 自動印字の例 ....................................................................................................................................... 26

3.6.2 ハードコピーの例 .................................................................................................................................. 26
4. 記憶データの再表示と印字、及び消去 ............................................................................................................ 27
4.1 データを画面に呼び出すには ..................................................................................................................... 27
4.2 プリンターに出力させるには ....................................................................................................................... 28
4.2.1 プリンター出力手順 ............................................................................................................................... 28
4.3 記憶データを消去するには ......................................................................................................................... 30
4.3.1 全てのデータを消去 .............................................................................................................................. 30
4.3.2 一部のページを消去 ............................................................................................................................. 31
5. データ出力.......................................................................................................................................................... 32
5.1 アナログ出力について ................................................................................................................................. 32
5.1.1 風速のレンジを切り替えるには！ ........................................................................................................ 32
5.2 デジタル出力について (RS-232C) ............................................................................................................. 34
5.2.1 接続例 ................................................................................................................................................... 34
5.2.2 ボーレートの設定方法 .......................................................................................................................... 34
5.2.3 生データの転送 (1 秒ごとの測定データ) ............................................................................................ 35
5.2.4 記憶データの転送 (メモリに蓄えられた測定データ) .......................................................................... 36
6．プローブの洗浄方法 .......................................................................................................................................... 38
7. 主な仕様 ............................................................................................................................................................. 39
8. 測定原理 ............................................................................................................................................................ 41
8.1 熱式風速計の原理 ...................................................................................................................................... 41
8.2 温度補償 ...................................................................................................................................................... 42
8.3 測定対象気体組成の影響 .......................................................................................................................... 43
8.4 大気圧の影響 ............................................................................................................................................ 44
9. トラブルシューティング ....................................................................................................................................... 45
9.1 電源の確認 .................................................................................................................................................. 45
9.2 初期動作の確認 .......................................................................................................................................... 45
9.3 測定中での確認 ........................................................................................................................................... 46
9.4 アナログ出力の確認 .................................................................................................................................... 46
9.5 デジタル出力の確認 .................................................................................................................................... 46
9.6 プリンターの確認 ......................................................................................................................................... 46
10. 製品保証とアフターサービス........................................................................................................................... 47
11. お問い合わせ先 ............................................................................................................................................... 48

1. 本器の取扱い方法について

1

1. 本器の取扱い方法について
1.1 各部の名称と機能 (1) ····· 本体部
単位：mm
[正面]

84

220

表示部

操作部

グラフィック LCD

シートキー

P4

[底面]

148

プローブボード収納部 P6

電池ボックス

P5

単 2 型乾電池 ··· 6 本

1. 本器の取扱い方法について

2

[右側面]

プローブ接続部

P6[左側面]
バックライトスイッチ
ON にすると、LCD 画面にライトがつき、暗い場所でも表示が見やすくなります。
* 必要時以外は点灯させないで下さい。
電池の消耗を早めます。

輝度調整ボリューム

デジタル出力端子
RS-232C (シリアル出力)
生データ、及び記憶データをコンピュータ
またはプリンターに出力します。P13, 34

左右に回転させると、表示画面の明るさが変化します。表示されている数字・文字が一番見やすくなるように調整します。

AC アダプタージャック

付属の当社専用アダプターをご使用下さい。
AC アダプターを接続すると、AC アダプターが優先となります。
P5
アナログ出力
風速・温度同時出力です。P32
出力電圧は DC0 ～ 1V です。
出力レンジはメニューにて変更が可能です。

リモート端子遠隔操作をする場合に使用します。
操作部の START/STOP キー、HOLD キーに対応しており、画面のホールド、測定の開始などに使用します。

1. 本器の取扱い方法について

3

1.2 各部の名称と機能 (2) ····· プローブ
[中温用プローブ] --- MODEL 0203
178

1500

35

φ10.6

φ5

30

耐熱 80℃

耐熱 200℃
中温用接続ケーブル（旧モデル）
35

43
φ14.7

φ10.6

φ5.5

5000

耐熱 80℃[高温用プローブ] --- MODEL 0204（旧モデル）
2300

φ10.6

φ16.5

φ14

35

φ5

1000

930

耐熱 80℃
耐熱 500℃

耐熱 200℃

高温用接続ケーブル（旧モデル）
10000

43
φ14.7

φ10.6

φ5

35

耐熱 80℃[高温用プローブ] --- MODEL 0204（新モデル）
2300

φ15.5

φ16.5

φ14

34

φ5

1000

930

耐熱 80℃

耐熱 500℃

耐熱 200℃

高温用接続ケーブル（新モデル）
10000

43

φ16

φ14.7

φ5

34.5

耐熱 80℃[高温用プローブ] --- MODEL 0205
2300

34

φ14

φ15.5

φ5

500

430

耐熱 500℃

耐熱 80℃

耐熱 200℃

高温用接続ケーブル

φ16

φ5

10000

耐熱 80℃

43
φ14.7

34.5

1. 本器の取扱い方法について

4

1.3 シートキーの説明
POWER

電源の入/切に使用します。

HOLD

表示値のホールド/解除を行います。

PRINT

表示画面をホールド後、PRINT キーを押すと、外部プリンターに表示画面のハードコピーが出力されます。

FAST/SLOW

FAST、SLOW1、SLOW2 の 3 段階で切り換わります。
FAST：
SLOW1：
SLOW2：

1 秒ごとの瞬時値を表示
5 秒間の移動平均値を表示
10 秒間の移動平均値を表示* モニター画面でのみ使用可能

BATT

電池の残量を表示します。乾電池使用のみ有効となります。

MENU

各種機能の選択を行います。メニューには以下のような項目があります。
< MENU >1.MONITOR
2.MEASUREMENT
3.DATA OUTPUT
4.MEMORY CLEAR
5.UTILITY

モニター画面への移行
測定モード (平均値演算、間欠動作による平均値演算、風量演算)
記憶データの出力 (表示画面、プリンター、RS-232C)
記憶データの消去< UTILITY >1. CALENDAR
2. ANALOG OUTPUT
3. PROGRAM SET
4. RS-232C

START/STOP
△, ▽

日付の設定
アナログ出力のレンジ切り替え
測定モードのプログラム設定
ボーレート (通信速度) の設定

測定の開始/終了を行います。
初期画面：▽ キー：風速の変動グラフを表示し、再度押すとレンジの切り替えができます。(レンジは 50、25、10、5、2、1 m/s の 6 レンジです。)△ キー：元の画面に戻すのに使用します。

メニュー画面：各種機能の選択、各項目の選択、及び演算機能における取り込みデータ
数などの数字設定に使用します。
SET

指定した項目を実行するのに使用します。

1. 本器の取扱い方法について

5

1.4 電源について
1.4.1 電池の交換
1. 電池カバーの開け方

2. 電池の取り出し方
テープを引き上げる

つめを矢印の方向に押し上げながら引き上げる。
.
3. 電池の入れ方* 真中の電池は両端に電池を挿入した後、最後に入れる。
このとき、テープを電池の下にひくことを忘れないこと。
《注意》
極性に注意
電池の極性の方向に注意して下さい。ショート・加熱による故障の原因となります。
電池ケースの底に記入されている方向に従って、正しく挿入して下さい。

1.4.2 AC アダプターについて
AC アダプターが挿入されている場合は AC アダプターが優先となります。電池
ボックスに電池が挿入されていても問題にはなりませんが、長期間使用しない
場合は、電池ボックスから取り除いておいてください。電池の腐食により、接点不良の原因となります。
《注意》
当社専用の付属 AC アダプターを使用して下さい。
市販の AC アダプターは極性が異なる場合があります。
=> ショート・火災の原因となります。

AC アダプター
MODEL 6113-02
INPUT: 100-240VAC 50-60Hz
OUTPUT: 9VDC 2A
コネクター

1. 本器の取扱い方法について

6

1.5 測定の準備
1.5.1 プローブの接続
接続ケーブル(耐熱 80℃)

プローブは付属の接続ケーブルと一体で校正されています。
必ず、接続して測定を行って下さい。
* 接続ケーブルの長さを変更する場合は再校正が必要です。
プローブルケーブル
耐熱 200℃
プローブ番号

本体底ふた内部

1.5.2 プローブ番号の確認
プローブケーブル (テフロンケーブル) の片端に記入されてプローブ番号
一致していますか？

いる番号と本体の画面に表示されている番号が一致している’08.07.15
10:26:40

PROBE

ことを確認して下さい。

46-H001* この画面は本体とプローブを未接続の状態で電源を投入すると表示されます。

《注意》

一台のアネモマスター用に複数台のプローブを購入した場合や、同じプローブを複数台のアネモマスターで使用する場合、もしくは予備プローブをご使用になる場合にプローブ番号の確認を行って下さい。
>>> それぞれのプローブの校正データは本体底部に装着されている PROBE BOARD の特性 ROM に書き込まれています。プローブごとに特性が異なりますので、必ずご確認下さい。
1.5.3 プローブボードの脱着(1) 底フタを開ける。
aaaaaaaaaa(2) ねじをゆるめる。
>>> ねじは抜けません。

(3) 上方向に垂直に引き上げる。
ボードはコネクターで接続されています
ので、横方向にねじる、又は片側のみを持ち上げることはしないで下さい。
>>>接続不良の原因になります。

1. 本器の取扱い方法について

7

1.5.4 表示画面の確認 モニター画面

電源 ON
プローブ未接続時  P6
’08.07.15 FAST
10:26:40

VER. 1.0
2 秒間表示KANOMAXPROBE

ANEMOMASTER

40-0001

日付(西暦表示) ····· 年、月、日
時刻(24 時間表示) ····· 時、分、秒’08.07.15
FAST
10:26:40* 日時を変更するには  P12
同時表示

12.8 m/s
27.5 ℃

風速
風温FAST/SLOW キーで操作 P9* FAST、SLOW、SLOW2 の 3 段階
FAST： 1 秒ごとの瞬時値
SLOW1： 5 秒ごとの移動平均値
SLOW2： 10 秒間の移動平均値

 この画面になってから、測定を開始して下さい。

モニター画面にならないとき

こんなとき

PROBE 表示のままである。

測定値の応答性が悪い。

こうしてください。

’08.07.15
10:26:40

PROBE
40-0001

 電源を一旦 OFF にし、プローブを接続後、もう一度、電源スイッチを ON にして下さい。

’08.07.15
SLOW1
10:26:40

画面右上の表示が SLOW1、あるいは SLOW2 (移12.8 m/s
27.5 ℃

日付、時刻が表示されない。

プローブが接続されていません。

< AVE > ready
T: 00/10
M:015
N: 000/010 P:007

12.8 m/s
27.5 ℃

動平均値表示) になっていませんか。
 FAST/SLOW キーを押して表示を FAST に切り替えて下さい。

演算プログラムがセットされています。
 MENU キーを押して、1.MONITOR を指定して下さい。

2. 基本操作

8

2. 基本操作
2.1 測定値をホールドするには

HOLD

FAST/SLOW PRINT

BATT
POWER

本体正面

本体側面
リモート端子(REMOTE)

表示

操作キー

’08.07.01 FAST
10:26:40

HOLD

同じ機能

ホールドキー (HOLD)

操作説明
HOLD キー押して下さい。

5.38 m/s
25.7 °C

ホールド時に表示’08.07.01 FAST
hold
10:26:40’08.07.01 FAST
hold
10:26:40★ 画面の左上に hold が表示され、測定値がホールドされたことを示します。

5.38 m/s
25.7 °C’08.07.01 FAST
10:26:40

HOLD

5.38 m/s
25.7 °C

もう一度、HOLD キーを押すと解除されます。

5.38 m/s
25.7 °C

プリンターが接続されている場合は、ホールド時 PRINT キーを押すとハードコピーを行います。
詳しくは 13 ページを参照してください。

2. 基本操作

92.2 表示値を読み取りやすくするためには
変動が大きく、平均化した測定値を読み取りたいときに便利です。
* 平均値測定、間欠動作測定、風量測定を行う測定モードでは、この機能は使用できません。
FAST/SLOW キーを押す。
’08.07.01 FAST
10:26:40

15.7 m/s
24.6 ℃★ FAST/SLOW キーを押すごとに、表示画面右上の表示文字が順に切り替わります。
FAST

モード

SLOW 1

測定データの取り方
0

5

10

15

説明

20 秒 (測定時間)

1 秒間に 4 回データを取りこみ、その平均

FAST

1 秒間の平均

0

5

10

15

SLOW 15

1015

値を瞬時値として、1 秒ごとに表示します。

20 秒 (測定時間)

5 秒間の平均0

SLOW 2

FAST: 1 秒ごとの瞬時値
SLOW1: 5 秒間の移動平均値
SLOW2: 10 秒間の移動平均値

SLOW 25 秒間の平均値を 1 秒ごとに表示します。
データは 1 秒ずつシフトします。

20 秒 (測定時間)

10 秒間の平均値を 1 秒ごとに表示します。
10 秒間の平均データは 1 秒ずつシフトします。

2. 基本操作

10

2.3 風速の変動グラフを表示するには
 90 秒間の風速変動が観察できます。
(*測定モードでは、この機能は使用できません。)

表示

操作キー

’08.07.01 FAST
10:26:40▽

5.38 m/s
25.7 ℃

操作説明▽キーを押して下さい。
▽キー
レンジ：50、25、10、5、2、1m/s
m/s VEL. FAST

m/s

VEL.

50

FAST

50

▽
0

風
速

TIME (20S/DIV)

0

TIME (20S/DIV)

計測時間(秒)
m/s

VEL.

FAST

25

▽

更に、▽キーを押して下さい。

FAST/SLOW キー
FAST, SLOW1, SLOW2
P9
風速値
1 秒ごとに更新
一画面 90 秒
時間軸★風速レンジが切り替わります。
0

90 秒

TIME (20S/DIV)

こんなとき便利です。

m/s VEL. SLOW1
25

0

20 秒

FAST/SLOW>>>変動が大きく、グラフが見にくい！
FAST/SLOW キーを押して下さい。

TIME (20S/DIV)····· SLOW 1 (5 秒間の移動平均)m/s VEL. SLOW225

0FAST/SLOW

5.38 m/s
25.7 ℃

hold VEL.
25····· SLOW 2 (10 秒間の移動平均)

TIME (20S/DIV)’08.07.01 SLOW2
10:26:40

FAST/SLOW キーを押して下さい。

△△キーを押すと元の画面に戻ります。

HOLD

HOLD キーを押して下さい。
★ 表示画面がホールドされます。

SLOW2

レンジの切り替え、及び FAST/SLOW の切り替えはホールド中
0

でもできます。

TIME (20S/DIV)PRINT

PRINT キーを押して下さい。
★ ホールド時、画面のハードコピーを行います。

2. 基本操作

112.4 電池の残量を知るには
表示

操作キー

モニター画面と、測定モードでの測定スタンバイ状態(ready 表示) において使用できます。
他の画面では使用できません。

’08.07.01 FAST
10:26:40

5.38 m/s
25.7 ℃

BATT<BATTERY CHECK>

78

BATT キーを押す。

★ 残っている電池容量が 2 秒間表示されます。その後、自動的

BATTERY CHANGE
VOLTAGE 6V
6

操作説明に元の表示画面に戻ります。
9

残っている電池容量
6’08.07.01 FAST
10:26:40

5.38 m/s
25.7 ℃

789*

乾電池は新品時 9V*

Ni-Cd 電池はフル充電で 8.5V 程度になります。

2.4.1 電池消耗のお知らせ
 電池容量が 6V 以下になると、表示画面が点滅します。
なお、点滅時の測定値は保証できません。
* Ni-Cd 電池は 6.5V 以下になると急速に電圧が下がります。早めに充電を行って下さい。
* バックライトは電池の消耗を早めます。必要時以外は点灯させないでください。

電圧 (V)

点滅し始めたら電池を交換’08.07.01 FAST
10:26:40

5.38 m/s
25.7 ℃

さらに消耗すると!

PLEASECHANGE BATTERY

点滅

2. 基本操作

12

2.5 日時を変更するには
表示

操作キー

操作説明

MENU

(1) MENU キーを押して下さい。

△, ▽(2) 5. UTILITY を指定して下さい。

< MENU >1.MONITOR
2.MEASUREMENT
3.DATA OUTPUT
4.MEMORY CLEAR
5.UTILITY< UTILITY >1.CALENDAR
2.ANALOG OUTPUT
3.PROGRAM SET
4.RS-232C

SET

指定したら SET キーを押して下さい。

△, ▽(3) 1. CALENDAR を指定して下さい。

SET

指定したら SET キーを押して下
さい。

▼

DATE
2008. 07. 01
TIME
10 : 25< CALENDAR >年. 月. 日< CALENDAR >

△, ▽
SET

< CALENDAR >* 秒は設定できません。

(4) 変更する日時に▼印を移動させて下DATE
2008. 07. 01
TIME
10 : 25

さい。
移動したら、SET キーを押して下さい。

時：分(5) 変更する数字が反転します。

DATE
2008. 07. 01△, ▽数字が反転したら、△ ▽キーで正しい日時に変更して下TIME
10 : 25

SET

さい。
変更できたら、SET キーを押して下さい。

< CALENDAR >DATE▼2008. 07. 01
TIME
10 : 25(6) さらに変更する場合は、上述の(4)から(5)の操作を繰り返して
下さい。
MENU

日付と時間の変更が終了したら、MENU キーを押して下さい。

< MENU >1.MONITOR
2.MEASUREMENT
3.DATA OUTPUT’08.07.15 FAST
10:26:40

12.8 m/s
27.5 ℃△, ▽SET(7) 1. MONITOR を指定して下さい。
指定したら、SET キーを押して下さい。

(8) 元のモニター画面に戻りますから、日時が変更されているか
確認して下さい。

2. 基本操作

13

2.6 モニター画面をハードコピーするには
2.6.1 準備するもの★ プリンター(別売) ····· 推奨機種 DPU-H245，DPU-S245 (セイコーインスツルメンツ株式会社)※DPU-S245 ではモニター画面のハードコピーはできません。（その他の印刷は可能です。）
DPU-S245 をご使用の際はオプションのシリアル通信ケーブルを合わせてお求めください。
★ 本体とプリンターの接続ケーブル(別売)2.6.2 プリンターの設定
DPU-S245 の場合 ····· ソフトウェア DIP スイッチを以下の設定（灰色部分を選択）に変更してください。
スイッチ 1-1～1-3 の「ボーレート」およびスイッチ 2-1～2-2 の「通信モード選択」がプリンタの製品出荷時設定と異なります。（残り全てのスイッチはプリンタ製品出荷時の設定と同様です。）
機能選択（SWDIP1）
SWDIP
機能
データ制御
1-8
(Data Control)
ストップビット
1-7(Stop Bit)
1-6 パリティ
1-5 (Parity)
ビット長
1-4(Bit Length)
1-3
ボーレート
1-2 (Baud Rate)
1-1

設定内容(0,1)
1 Busy0 Xon/Xoff
1 1bit0 2bits0
なし(None)0
1 8bits
0 7bits001200 00010
奇数(Odd)102400 1004800 11

1なし(None)019600 00119200 01

1
偶数(Even)1

1
38400 10

157600 1 115200
12. 基本操作

14

DPU-H245 の場合 ····· ソフトウェア DIP スイッチを以下の設定（灰色部分を選択）に変更してください。
設定項目
コマンドモード
文字セット
ビット長
パリティ
制御方式
ボーレート

モードＡ
日本文字
８ビット
なし
RTS/CTS
150
4800

300
9600

設定条件
モードＢ
グラフィック文字
７ビット
奇数
偶数
XON/XOF
600
1200
19200
38400

DPU-201GS の場合 ····· 本体 DIP スイッチを以下の設定に変更してください。
スイッチ番号
SW 1
SW 2
SW 3
SW 4～6機能
語長
パリティ有無パリティ設定ボーレート

アネモマスター
8 ビット
無
無
4800

プリンター
ON
ON
ON
下表

ボーレート
4800

SW 4
OFF

SW5
ON

SW6
OFF

2400

2. 基本操作

15

2.6.3 信号ケーブルの接続
アネモマスター
信号ピン番号
信号名
3 (橙)
TXD
1 (茶)
GND
4 (黄)
CTS

プリンター
信号ピン番号
信号名
3
DATA
5
GND
8
BUSY

2.6.4 操作手順
1.

本体 (RS-232C 出力端子) とプリンターを接続して下さい。

2.

電源を入れて下さい。(本体とプリンター)

3.

アネモマスターの表示が初期画面であることを確認して下さい。

4.

HOLD キーを押し、表示画面をホールドして下さい。

5.

ホールドしたら PRINT キーを押して下さい。

’08.07.01
hold
10:26:40

5.38 m/s
25.7 °C
この表示画面 (ホールド画面)の状態で PRINT キーを押す。

印字を一時停止、及び中止するには 一時中止：

印字中に PRINT キーを押すと、一時停止します。
PRINT キーをもう一度押すと、印字が再開されます。

 中止：

印字中に PRINT キーを押すと、一時停止します。
一時停止したら MENU キーを押して下さい。
メニュー画面を表示しますので、1. MONITOR を指定して下さい。

3. 測定モード

16

3. 測定モード
3.1 平均、最大、最小値を測定するには [平均値測定]
AVERAGEDATA (1)DATA (2) DATA (3)DATA (N) 平均値
AVE=ΣDATA(N)/H
 最大値、最小値
MAX=DATA(i)MIN=DATA(j)測定時間----- S-TIME (S) × N (データ数)

サンプリング時間----- S-TIME (S)* データは指定したサンプリング時間ごとに収集します。
各データ(DATA(N))は瞬時値であり、サンプリング時間間隔での平均値ではありません。

表示

操作キー

操作説明

MENU

(1) MENU キーを押して下さい。

△, ▽(2) 2. MEASUREMENT を指定します。

演算結果の印字(YES or NO)

SET

指定したら、SET キーを押して下データの記憶(YES or NO)< MENU >1. MONITOR
2. MEASUREMENT
3. DATA OUTPUT
4. MEMORY CLEAR
5. UTILITY

さい。

サンプリング時間(秒)< MEASUREMENT >1. AVERAGE△, ▽2. INTERVAL

SET

3. FLOW RATE

(3) 1. AVERAGE を指定します。
指定したら、SET キーを押して下さい。

< AVE >
1. S-TIME (s)2. DATA (N)
3. MEMORY
4. PRINT

01
001
NO
NO

△、▽で変更< AVE >
1. S-TIME (s)2. DATA (N)
3. MEMORY
4. PRINT
5. SET OK!

取り込みデータ数(4) 変更する項目を指定します。
01
001
NO
NO

△, ▽
SET

 各項目については、次ページの「測定条件の説明」を参照して下さい。
指定したら、SET キーを押して下さい。

< AVE >
1. S-TIME (s)2. DATA (N)
3. MEMORY

01
001
NO

△, ▽
SET

(5) 変更する項目が反転します。
△、▽キーで数字を変更して下さい。
変更したら、SET キーを押して下さい。

< MENU >1. S-TIME (s)2. DATA (N)
3. MEMORY

01
001
NO

(6) 他の項目の設定も同様に上記手順の(4)～(5)の操作を繰り返して下さい。

3. 測定モード17[測定条件の説明]
S-TIME (S):サンプリング時間(瞬時値)を設定します。
設定可能なサンプリング時間(秒)： 1 ～ 6, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60 秒

DATA (N):設定したサンプリング時間ごとに取り込むデータ数を設定します。
設定可能なデータ数: 1 ～ 6, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 120, 150, 180 データ

MEMORY:YES の場合、内部メモリに記憶します。
記憶容量については P24 を参照。

PRINT:YES の場合、演算結果を自動的に外部プリンタに出力します。
NO の場合でも、演算結果を表示した後、PRINT キーを押すことによって、演算結果のハードコピーができます。印字例については P26 参照。

3. MEMORY
4. PRINT
5. SET OK!

NO
NO

△, ▽
SET

(7) 測定条件の設定が終了したら、5. SET OK! を指定します。
指定したら、SET キーを押して下さい。

(8) ready が表示され、測定スタンバイ状態になります。

(a)<AVE> ready
T: 00/10
M:015
N: 000/010 P:007

START/STOPSTART/STOP キーを押すと、データの取り込みを開始します。
☆前画面(測定条件設定画面)に戻るには、△キーを押します。

16.8 m/s
127 ℃
<AVE>
T: 01/10
M:015
N: 001/060 P:007

16.8 m/s
127 ℃「測定開始」☆途中で測定を終了するには!： START/STOP 又は ▽ キー
- それまでに取り込んだデータで演算を行います。
☆測定を中止するには (a)： △キーを押します。

「測定終了」-測定スタンバイ状態(a)に戻ります。
☆測定を中止するには (b)： MENU キーを押します。

<AVE>
T: 10/10
M:016
N: 060/060 P:007- メニュー画面に戻ります。
T:01/10···S-TIME(S)
設定値(秒)
1 秒ごとに増加

12.8 m/s
126 ℃

M:015---使用したメモリ(％表示、100%で残りゼロ)

N:001/060···DATA (N)
設定値
データ取り込みごとに増加<AVE RESULT>
AVE: 12.8 m/s
MAX: 15.8 m/s
MIN : 10.8 m/s
AVE:
126 ℃
MAX:
129 ℃
MIN :
123 ℃

「演算結果」
印字例P26

P:007---何ページに記憶しているかを示します。 P24
3.MEMORY NO の場合は表示されません。

☆ PRINT:

表示画面のハードコピー☆ START/STOP 又は ▽: 測定スタンバイ状態 (a)☆ MENU:

メニュー表示3. 測定モード

18

3.2 一定時間ごとにデータを収集するには！ [間欠動作測定][POINT 1](2) (3)·······(N)DATA (1)[POINT 2](2) (3)·······(N)DATA (1)DATA (1)[POINT N](2) (3)·······(N)S-TIME (S)1 ポイント測定するのに要する時間

次の測定開始までの時間間隔
インターバル時間 --- INT (min)S-TIME (S) × N (データ数)
測定を終了するまでの時間
INT (min) × POINT 数(N)

各ポイントのデータは平均値です。
POINT 1···AVE 1=ΣDATA(N)/N

演算結果

POINT 2···AVE 1=ΣDATA(N)/N
·

·

·

·

·

·

AVE=(AVE1+AVE2+ -----AVE N) / POINT 数 (N)
MAX=AVE I, MIN=AVE J

POINT N --- AVE H=ΣDATA(N)/N

表示

操作キー

各ポイントのデータは AVE1, AVE2, ··· AVE N が記憶されます。

操作説明

MENU

(1) MENU キーを押して下さい。

△, ▽(2) 2. MEASUREMENT を指定する。

SET

指定できたら、SET キーを押す。

1. AVERAGE△, ▽(3) 2. INTERVAL を指定して下さい。

2. INTERVALSET< MENU >1. MONITOR
2. MEASUREMENT
3. DATA OUTPUT
4. MEMORY CLEAR
5. UTILITY< MEASUREMENT >指定できたら、SET キーを押して下さい。

3. FLOW RATE(a)
< INT >
1. S-TIME(S)
2. DATA (N)
3. INT (min)
4. POINTS
5. MEMORY
6. PRINT
7. SET OK!

(4) 平均測定(P16)と同じように、
01
010
060
024
YES
YES

<Measurement Setting
Screen>△, ▽SET

測定条件を設定して下さい。

☆ 変更する項目の指定△, ▽⇨SET☆ 設定値、YES/NO の変更△, ▽⇨SET☆ 設定終了7. SET OK! ⇨ SET

設定できたら、7. SET OK! を指定し、SET キーを押して下さい。
SET

3. 測定モード

INT (min):POINTS:

19[測定条件の説明]
何分間隔で測定を開始するかを設定します。
設定可能な測定間隔(分)：1～6, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 120, 150, 180 分* 1 ポイント測定を行うのに要する時間よりも短い測定間隔(INT)を設定することはできません。
何ポイント測定するかを設定します。
設定可能なポイント数: 1～999 ポイント

* S-TIME(S), DATA(N), MEMORY, PRINT は平均測定のページ(P15)をお読み下さい。
(b)<INT> ready
T: 00/10
M:036
N: 000/010 P:016

16.8 m/s
127 ℃(5) ready が表示され、測定スタンバイ状態になります。
START/STOP キーを押すと、データの取り込みを開始します。
START/STOP☆測定条件を設定する画面(a)に戻るには： △キー

(6-1)
<INT>
T: 01/10
M:036
N: 001/010 P:016(6)「測定開始」

16.8 m/s
128 ℃
(6-2)
WAIT
POINTS<INT>
060 min001/024[待機中]

12.8 m/s
126 ℃
(6-3)
WAIT
POINTS<INT>
001 min001/024

16.8 m/s
126 ℃(6-1)：

ready 表示画面については
1 ポイントの測定
平均値測定(P15)を参照。
(6-2)：
1 ポイントの測定が終わると次の測定まで待機中となります。画面は 1 ポイ WAIT 060 min:待ち時間
ントの平均値が次の測定まで表示さ 次の測定が開始されるまでの残り時間 (分)れます。
(6-3)：
POINTS 001/024:ポイント
測定開始まで、あと 1 分。
1 分後、(6-1) の画面になり、測定を設定回数開始します。
今の測定回数(7) 上記手順(6-1)から(6-3) を指定したポイント数だけ、繰り返し
ます。

測定終了

<INT RESULT>
AVE: 19.8 m/s
MAX: 21.6 m/s
MIN : 18.5 m/s
AVE:
126 ℃
MAX:
129 ℃
MIN :
123 ℃

演算結果

☆途中で測定を終了するには： START/STOP 又は ▽キー- それまでに取り込んだデータで演算を行います。
☆測定を中止するには (1)： △キー-測定スタンバイ状態(b)に戻ります。
☆測定を中止するには(2)： MENU キー- メニュー画面に戻ります。

各ポイントでの平均値をデータとし、全体の平均、最大、最小値を表示します。

印字例☆ PRINT：P26☆ START/STOP 又は ▽： 測定スタンバイ (画面 b)☆ MENU：

表示画面のハードコピー
メニュー表示3. 測定モード

20

3.3 ダクトの風量を測定するには [風量測定]
FLOW RATE

測定点
POINT

「例」

測定
POINT 1 --- AVE 1 = Σ DATA (N)/N
POINT 2 --- AVE 2 =Σ DATA (N)/N

Duct Area

POINT M --- AVE M =Σ DATA (N)/N

平均風速
U=

(AVE1+AVE2+···AVE N)
ポイント数(M)* 各ポイントの測定開始は： START/STOP キー
各ポイントの測定は間欠動作測定(P18)を参照して下さい。
測定点

r1 r2

r3

R

r4
r5

JIS88330 参照演算結果

r1=0.316R
r2=0.548R
r3=0.707R
r4=0.837R
r5=0.949R

表示

風量 (F) = 平均風速 (U) × 断面積 (AREA)
m³/hour (時)と m³/min(分)で表示

操作キー

操作説明

MENU

(1) MENU キーを押して下さい。

△, ▽(2) 2. MEASUREMENT を指定して下さい。

SET

指定できたら SET キーをして下さい。

< MENU >1. MONITOR
2. MEASUREMENT
3. DATA OUTPUT
4. MEMORY CLEAR
5. UTILITY< MEASUREMENT >1. AVERAGE△, ▽2. INTERVAL

SET(3) 3. FLOW RATE を指定して下さい。
指定できたら SET キーを押して下さい。

3. FLOW RATE(a)
< FLOW >1. S-TIME(S)01
2. DATA (N)010
3. POINTS
016
4. AREA(m2)0.100
5. MEMORY
YES
6. PRINT
YES
7. SET OK!

△, ▽(4) 平均値測定(P16)と同じように、

SET

測定条件を設定して下さい。

<測定条件設定画面 >☆ 変更する項目の指定：△, ▽⇨SET☆ 設定値、YES/NO の変更：△, ▽⇨SET☆ 設定終了7. SET OK! ⇨ SET

設定できたら、7. SET OK! を指定し、SET キーを押して下
SET

さい。

3. 測定モード

21[測定条件の説明]
POINTS:

平均風速を求めるのに何ポイントで測定するかを設定します。
設定可能な分割数：1～100 ポイント

AREA(m²):

ダクト断面積(有効面積) を設定します。
設定可能な面積：0.001～9.999m²* S-TIME(S), DATA(N), MEMORY, PRINT は平均値測定のページ(P15)をお読み下さい。

(b)< FLOW >ready
T: 00/10
M:036
N: 000/010 P:012

16.8 m/s
126 ℃(5) ready が表示され、測定スタンバイ状態になります。
START/STOP キーを押すと、データの取り込みを開始します。

START/STOP☆ 測定条件を設定する画面(a)に戻るには△キーを押して下さい。

[測定開始]
(6-1)

(6)
(6-1)

< FLOW >T: 01/10
M:036
N: 001/010 P:012

1 ポイントの測定(6-2)

16.8 m/s
127 ℃

ポイントの測定が終わると、次のポイントへプローブを移動させ、START/STOP キーを押して下さい。次のポイントの測定を開始します。
★ (6-1)と(6-2)を分割したポイント数だけ繰り返します。

(6-2)< FLOW >NEXT START !
POINTS 001/016

16.8 m/s
127 ℃

START/STOPNEXT START! ---次のポイントの測定待ち
POINTS 001/016 --- ポイント数
設定値
今までに測定したポイント数

START/STOP☆ 途中で測定を終了するには： ▽キー- 1 ポイント測定中のときはそのポイントの終了- 次の測定待ちの時はそれまでに取り込んだポイント数で演算を行います。
☆ 測定を中止するには (1) ： △キー< FLOW >T: 10/10
M:037
N: 001/010 P:012☆ 測定スタンバイ状態(screen) (b))に戻ります。
☆ 測定を中止するには (2) ： MENU キー

16.8 m/s
126 ℃- メニュー画面に戻ります。
[演算結果]<FLOW RESULT>

8.100 m3/min
486.00 m3/hour
VEL
13.5 m/s
TEMP
126 ℃

風量 m³/分
風量 m³/時
平均風速
平均風温☆ PRINT：

表示画面のハードコピー☆ START/STOP 又は ▽ ： 測定スタンバイ(続けて測定開始)☆ MENU：

メニュー表示3. 測定モード

22

3.4 測定モード設定
3.4.1 測定モードをセットするには

測定モードがセットされていると、電源スイッチを ON にすると同時に測定スタンバイ状態になります。
あとは START/STOP キーを押すだけで、測定が開始できます。
測定条件

電源 SW-ON

表示

演算モード<AVE> ready
T: 00/10
M:015
N: 000/010 P:007<AVE>
T: 01/10
M:015
N: 001/060 P:007

16.8 m/s
127 ℃

16.8 m/s
127 ℃<AVE RESULT>
AVE: 12.8 m/s
MAX: 15.8 m/s
MIN : 10.8 m/s
AVE:
126 ℃
MAX:
129 ℃
MIN :
123 ℃

測定スタンバイ

測定開始

演算結果

操作キー

操作説明

MENU

(1) MENU キーを押して下さい。

△, ▽(2) 5. UTILITY を指定して下さい。

< MENU >1. MONITOR
2. MEASUREMENT
3. DATA OUTPUT
4. MEMORY CLEAR
5. UTILITY

SET

指定できたら、SET キーを押す。

△, ▽(3) 3. PROGRAM SET を指定して下さい。

< UTILITY >1. CALENDAR
2. ANALOG OUTPUT
3. PROGRAM SET
4. RS-232C

SET

指定できたら、SET キーを押して下さい。

△, ▽(4) セットする測定モードを指定します。 AVERAGE:< PROGRAM SET >
1.
2.
3.
4.

OFF
AVERAGEINTERVALFLOW RATE

OFF:

SET

指定できたら、SET キーを押して下

解除
平均値測定
INTERVAL: 間欠動作測定
FLOW RATE: 風量測定

さい。

< PROGRAM SET >
1.
2.
3.
4.

OFF
AVERAGEINTERVALFLOW RATE(5) 指定した演算モードにカーソルが移動します。
移動後、自動的に測定条件を設定する画面が表示されます。

< AVE >
1. S-TIME (s)2. DATA (N)
3. MEMORY
4. PRINT
5. SET OK!

01
10
YES
YES

<測定条件設定画面>

△, ▽
SET

(6) 測定条件を設定して下さい。設定ができればカーソルを 5.
SET OK!に移動させ、SET キーを押して下さい。
ここで設定された測定モードは、本体の電源を切っても適用されます。
再度、電源を投入すると、測定スタンバイ状態になります。

3. 測定モード

23

3.4.2 他の測定モードが使えない！
 プログラムがセットされている場合は、指定した演算プログラムしか使用できません。メニュー画面で 2.
MEASUREMENT を指定しても、演算モードを選択する画面は表示されません。セットされている演算モードの測定条件を設定する画面が表示されます。他の演算プログラムを使用する場合はプログラムセットを解除して下さい。
[例] プログラムが FLOW RATE に設定されている場合
下記画面は表示されません。
2. MEASUREMENT を指定したとき ·················································
電源 SW – ON 時

<FLOW RATE>
1. S-TIME (S) 01
2. DATA (M) 010
3. POINTS
016<MENU>
1. MONITOR
2. MEASUREMENT
3. DATA OUTPUT

風速演算
測定スタンバイMENU<MEASUREMENT>
1. AVERAGE
2. INTERVAL
3. FLOW RATE

SET

3.4.3 測定モードの設定を解除するには
 プログラムセットと同じ方法で<PROGRAM SET>画面を表示させてください。
表示できましたら、1. OFF を指定して下さい。

1.
2.
3.
4.

表示

操作キー

< PROGRAM SET >

△, ▽

OFF
AVERAGEINTERVALFLOW RATE

SET

操作説明

(1) 1. OFF を指定して下さい。
指定できたら、SET キーを押して下さい。

< PROGRAM SET >
1.
2.
3.
4.

(2) カーソルが 1. OFF に移動します。

OFF
AVERAGEINTERVALFLOW RATE

移動後、自動的にメニュー画面を表示します。

< MENU >1. MONITOR
2. MEASUREMENT
3. DATA OUTPUT
4. MEMORY CLEAR
5. UTILITY

△, ▽
SET

(3) 2. MEASUREMENT を指定し、他の演算測定を行って下さい。

3. 測定モード

24

3.5 記憶容量について
 測定データの記憶はページ単位で行い、各ページの先頭には測定条件も同時に記憶されます。従って、ページ数が多くなればなるほど、★ 測定データの記憶はページ単位記憶できるデータ数は少なくなります。

★ 今、何ページに記憶されているかを必ず確認して下さい。

ここでは取り込みデータ数を決めた時、何ページ記憶できるか、その★ 測定データは風速と風温の 2 つの測定値を 1 データとします。

算出方法について説明しています。
1 ページ
·····
·····

·····
·····

2 ページ

·····

N ページ

·····
·····
·····
·····

·····

·····
·····
·····

·····

測定条件
測定データ

1 ページに使用するバイト数(1) 測定開始日時 (08. 7. 1 10:40)

12 bytes(2) 測定モード(風速・風温 VT)

2 bytes(3) 演算モード(平均 AVE、間欠動作 INT、風量 FLW)

2 bytes(4) サンプリング時間(S-TIME(S))

2 bytes(5) データ数(DATA (N))

2 bytes(6) 測定回数 POINTS

2 bytes(7) 測定間隔 INT (min)、またはダクト断面積 AREA (m²)

2 bytes(8) 風速データと風温データ

4 bytes × データ数

測定条件
計 24 バイト記憶可能ページ数の算出
内部メモリ --- 記憶容量 4770 バイト

1 ページ ··· (24+4×N)バイト

P = 4770 / (24 + 4 × N)
データ
測定条件

平均値測定：
間欠動作測定：風量測定：

データ数 (DATA (N))
ポイント数 (POINTS)
ポイント数 (POINTS)

記憶容量[例] N=10 の場合、上式より P=74 となり、データ数が 10 個であれば、74 回 (ページ) の測定が可能です。

3. 測定モード

25

3.5.1 メモリオーバーの表示


測定条件設定画面で SET OK!を指定した時に、十分なメモリがあるかどうかを判断し、十分なメモリが無い
場合には、メモリオーバーを表示します。
平均値測定< AVE >
1. S-TIME (s)2. DATA (N)
3. MEMORY
4. PRINT
5. SET OK!

01
100
YES
NO

< AVE >
1. S-TIME (s)01
2. DATA (N)100
3. MEMORY
YES
4. PRINTNOMEMORY OVER

< AVE >
1. S-TIME (s)2. DATA (N)
3. MEMORY
4. PRINT
5. SET OK!



01
100
YES
NO

間欠動作測定

風量測定< INT >
1. S-TIME(S)
2. DATA (N)
3. INT (min)
4. POINTS
5. MEMORY
6. PRINT
7. SET OK!

01
010
060
024
YES
NO

< FLOW >1. S-TIME(S)01
2. DATA (N)010
3. POINTS
060
4. AREA(m2)
1.000
5. MEMORY
YES
6. PRINTNO
7. SET OK!

< INT >
1. S-TIME(S)
2. DATA (N)
3. INT (min)
4. POINTS
5. MEMORY
6. PRINTMEMORY OVER

01
010
060
024
YES
NO

< FLOW >1. S-TIME(S)01
2. DATA (N)010
3. POINTS
060
4. AREA(m2)
1.000
5. MEMORY
YES
6. PRINTNOMEMORY OVER

< INT >
1. S-TIME(S)
2. DATA (N)
3. INT (min)
4. POINTS
5. MEMORY
6. PRINT
7. SET OK!

01
010
060
024
YES
NO

< FLOW >1. S-TIME(S)01
2. DATA (N)010
3. POINTS
060
4. AREA(m2)
1.000
5. MEMORY
YES
6. PRINTNO
7. SET OK!

説明

各測定条件を設定後、SET
OK! を指定し、SET キーを押す。

メモリオーバー表示

自動的に、カーソルがDATA(N)又は POINTS に戻ります。
設定を変更するか、データの消去(P30)を行って下さい。

START/STOP キーによる繰り返し測定、又は測定モードが設定されている時は、測定スタンバイの表示画面で判断し、メモリオーバーを表示します。
[例] 平均値測定の場合
演算結果の表示画面
プログラムがセットされている場合

メモリオーバー表示
START/STOP キーを押す。
key.

電源 SW-ON<AVE> ready

MEMORY OVER

16.8 m/s
127 ℃< AVE >
1. S-TIME (s)2. DATA (N)
3. MEMORY
4. PRINT
5. SET OK!

01
100
YES
NO

3. 測定モード

26

3.6 印字例 - 演算結果の自動印字とハードコピー
3.6.1 自動印字の例「平均値測定」「間欠動作測定」

2008.07.01 10:26

2008.07.01 10:26

2008.07.01 10:26

測定開始日時

<AVE>

<INT>

<FLOW>

測定モード

S-TIME (S)
01
DATA (N)010
POINTS
024
AREA (m2) 0.100
MEMORY
P001

測定条件

S-TIME (S)DATA (N)MEMORY

01
010
P001

VELOCITY
AVE: 2.58 m/s
MAX: 3.73 m/s
MIN: 1.69 m/s
TEMPERATURE

S-TIME (S)DATA (N)INT (min)POINTSMEMORY

01
010
060
024
P001

「風速測定」VELOCITY

FLOW RATE

AVE: 2.58 m/s
MAX: 3.73 m/s
MIN: 1.69 m/s

15.240 m3/min
914.40 m3/hour
VELOCITY

AVE: 126 ℃
MAX: 129 ℃
MIN: 123 ℃

TEMPERATURE

測定データを記憶しているページを示しています。記憶していない
場合は NONE と表示さ
れます。
演算結果

2.54 m/s
AVE: 126 ℃
MAX: 129 ℃
MIN: 123 ℃

TEMPERATURE
126 ℃

3.6.2 ハードコピーの例「平均値測定」<RESULT>
AVE: 2.58 m/s
MAX: 3.73 m/s
MIN: 1.69 m/s
AVE: 126℃
MAX: 129℃
MIN: 123℃「間欠動作測定」<RESULT>
AVE: 2.58 m/s
MAX: 3.73 m/s
MIN: 1.69 m/s
AVE: 126℃
MAX: 129℃
MIN: 123℃「風速測定」<RESULT>
15.240 m3/min
914.40 m3/hour

VEL 2.54 m/s
TEMP 126 ℃* 演算結果表示後のハードコピーでは、日時及び測定条件は印字されません。

4. 記憶データの再表示と印字、及び消去

27

4. 記憶データの再表示と印字、及び消去
4.1 データを画面に呼び出すには保存されている演算結果を表示させることはできます。
しかし、各記憶データは表示されません。
保存されている記憶データをみるには、プリンターに出力させるか、またはデジタル出力 (RS-232C) でコンピュータにデータを転送して下さい。

表示

操作キー

操作説明

MENU

(1) MENU キーを押して下さい。

△, ▽(2) 3.DATA OUTPUT を指定して下さい。

< MENU >1. MONITOR
2. MEASUREMENT
3. DATA OUTPUT
4. MEMORY CLEAR
5. UTILITY

SET

指定できたら、SET キーを押して下さい。

< DATA OUTPUT >1. DISPLAY△, ▽2. PRINTER

SET(3) 1.DISPLAY を指定して下さい。
指定できたら、SET キーを押して下さい。

3. COMPUTER(a)

MEMORY△, ▽P: 001SETAVERAGE’08.07.01

[VT]
10：26

指定できたら、SET キーを押して下さい。

記憶しているページ<ページ設定画面>< RESULT >AVE: 12.5 m/s
MAX: 13.8 m/s
MIN : 11.6 m/s
AVE:
126 ℃
MAX:
129 ℃
MIN :
123 ℃

(4) 出力するページを指定して下さい。

[演算結果]

データが記憶されていない
場 合 は 、 “data not found!
MODE PAGE” が表示され、メニュー画面に戻ります。

測定モード

MEMORYP: 001AVERAGE’08.07.01

[VT]
10：26

測定項目
VT:風速・風温.
測定を行った日時☆ START/STOP 又は ▽: ページ設定画面 (a)☆ MENU: メニュー表示

4. 記憶データの再表示と印字、及び消去

28

4.2 プリンターに出力させるには

4.2.1 プリンター出力手順
表示

操作キー

操作説明

MENU

(1) MENU キーを押して下さい。

△, ▽(2) 3.DATA OUTPUT.を指定して下さい。

< MENU >1. MONITOR
2. MEASUREMENT
3. DATA OUTPUT
4. MEMORY CLEAR
5. UTILITY

SET

指定できたら、SET キーを押して下さい。

< DATA OUTPUT >1. DISPLAY△, ▽2. PRINTER

SET(3) 2.PRINTER を指定して下さい。
指定できたら、SET キーを押して下さい。

3. COMPUTERMEMORY△, ▽P:001~P:007

SET(4) 1.START P:001 を指定して下さい。
指定できたら、SET キーを押して下さい。

1. START
P:001
2. END
P:001
3. SET OK!

記憶されている
ページ範囲

MEMORY
P:001 ~ P:007
1. START P:001
2. END
P:001
印字終了ページ

1. START
P:005
2. END
P:001
3. SET OK!

1. START
P:005
2. END
P:005
3. SET OK!

△, ▽(5) 1.START P:001 が反転します。

SET

開始ページを指定して下さい。
指定できたら、SET キーを押して下さい。
(6) 2.END P:005 を指定して下さい。

SET

SET キーを押して下さい。
(7) 2.END P:005 が反転します。

1. START
P:005
2. END
P:007
3. SET OK!

△, ▽終了ページを指定して下さい。
指定できたら、SET キーを押して下さい。

印字開始ページ

4. 記憶データの再表示と印字、及び消去

1. START
P:005
2. END
P:007
3. SET OK!

SET

29

(8) カーソルを 3. SET OK!に移動させます。
SET キーを押して下さい。

RESULT: 演算結果のみ出力< FORMAT >1. RESULT△, ▽2. DATASETMEMORY
P:001~P:007
1. START
P:001
2. END
P:001
3. SET OK!

指定できたら、SET キーを押して下さい。

3. ALL<PRINT>(9) 出力する内容を指定します。

[印字中]

DATA:

測定データのみ出力

ALL:

演算結果と測定データの両方を出力☆ 一停止するには！： PRINT キーを押して下さい。
☆ 中止するには！： PRINTMENU キーを押して下さい。

(10) 印字終了後、ページ設定の画面に戻ります。
☆ さらに印字する場合には、同じ操作を繰り返して下さい。
☆ 終了する場合は、MENU キーを押して下さい。

4.2.2 印字例
「平均値測定」「間欠動作測定」「風量測定」

2008.07.01 10:57<AVE>
S-TIME(S)01
DATA(N)010
MEMORYP001
VELOCITY
AVE: 2.58 m/s
MAX: 2.87 m/s
MIN: 1.89 m/s
TEMPERATURE
AVE: 126 °C
MAX: 129 °C
MIN: 123 °C
No. VEL
TEMP(m/s) (°C)
1
2.37
126
2
2.83
126
3
2.47
125
4
1.89
124

2008.07.01 10:57<INT>
S-TIME(S)01
DATA(N)
010
INT(min)
060
POINTS
024
MEMORYP001
VELOCITY
AVE: 2.58 m/s
MAX: 2.87 m/s
MIN: 1.89 m/s
TEMPERATURE
AVE: 126 °C
MAX: 129 °C
MIN: 123 °C
No. VEL
TEMP(m/s) (°C)
1
2.37
126
2
2.83
125

2008.07.01 10:57<FLOW>S-TIME(S)01
DATA(N)
010
POINTS
016
AREA(m2)
0.100
MEMORY
P001
FLOW RATE
15.180 m3/min
910.80 m3/hour
VELOCITY
2.53 m/s
TEMPERATURE
126 °C
No. VEL
TEMP(m/s) (°C)
1
2.37
126
2
2.83
126
3
2.47
125

測定条件
(常に印字します。)

演算結果<RESULT>
<ALL>

測定データ
<DATA>

4. 記憶データの再表示と印字、及び消去

30

4.3 記憶データを消去するには
ALL CLEAR

CLEAR
P001

P001

P002

P002
P003
·
·
·
·

P003

全て消去

·
·
·
·

部分消去

P004
P005
·
·

Page
P036

* ページは繰り上がります。
【例】
P003~P005 を消去した場合、P036
は P033 となります。

4.3.1 全てのデータを消去

表示

操作キー

操作説明

MENU

(1) MENU キーを押して下さい。

△, ▽(2) 4. MEMORY CLEAR を指定して下さい。

< MENU >1. MONITOR
2. MEASUREMENT
3. DATA OUTPUT
4. MEMORY CLEAR
5. UTILITY

SET

指定できたら、SET キーを押して下さい。

< MEMORY CLEAR >△, ▽1. ALL CLEAR

SET(3) 1. ALL CLEAR を指定して下さい。
指定できたら、SET キーを押して下さい。

2. CLEARMEMORYALL CLEAR OK?

△, ▽

1. NO

SET

(4) 2. YES を指定して下さい。
指定できたら、SET キーを押して下さい。

2. YES< MENU >1. MONITOR
2. MEASUREMENT
3. DATA OUTPUT
4. MEMORY CLEAR
5. UTILITY★ 全てのデータが消去され、メニュー画面に戻ります。

4. 記憶データの再表示と印字、及び消去

31

4.3.2 一部のページを消去

表示

操作キー

操作説明

MENU

(1) MENU キーを押して下さい。

△, ▽(2) 4. MEMORY CLEAR を指定して下さい。

< MENU >1. MONITOR
2. MEASUREMENT
3. DATA OUTPUT
4. MEMORY CLEAR
5. UTILITY

SET

指定できたら、SET キーを押して下さい。

< MEMORY CLEAR >1. ALL CLEAR
2. CLEARMEMORY
P:001~P:025
1. START
P:001
2. END
P:001
3. SET OK!

△, ▽
SET

(3) 2. CLEAR を指定して下さい。
指定できたら、SET キーを押して下さい。

△, ▽(4) 1. START P: 001 を指定して下さい。

SET

指定できたら、SET キーを押して記憶されている
ページ範囲

MEMORY下さい。

P:001~P:025
1. START
P:001
2. END
P:001
3. SET OK!

1. START
P:001
2. END
P:001
3. SET OK!

△, ▽
SET

(5) 消去開始ページを指定して下さい。

印字開始ページ

指定できたら、SET キーを押して下印字終了ページ

さい。
1. START
P:003
2. END
P:003
3. SET OK!

1. START
P:003
2. END
P:003
3. SET OK!

1. START
P:003
2. END
P:005
3. SET OK!

< MENU >1. MONITOR
2. MEASUREMENT
3. DATA OUTPUT
4. MEMORY CLEAR
5. UTILITY(6) 2. END P: 003 に移動します。
SET

△, ▽
SET

SET キーを押して下さい。

データが記憶されていない場合は、“data not found! NOTE PAGE” が表示され、メニュー画面に戻ります。

(7) 消去終了ページを指定して下さい。
指定できたら、SET キーを押して下さい。

(8) 消去範囲を確認して下さい。
SET

OK！なら、SET キーを押して下さい。

(9) 全てのデータが消去され、メニュー画面に戻ります。
* ページは繰り上がります。

6. プローブの洗浄方法

32

5. データ出力
5.1 アナログ出力について
測定画面で出力------------------------------------- ★ 0.25 秒ごとに出力
初期画面：
演算モード：

ホールド時を除く
演算結果表示中、及び測定待機中は除く★出力電圧：DCO ～ 1V
★出力インピーダンス：47Ω

出力レンジ
風 速
風 温
0 ～ 5 m/s
0 ～ 50 ℃
0 ～ 25 m/s
0 ～ 100 ℃
0 ～ 50 m/s
0 ～ 200 ℃
0 ～ 500 ℃

アナログ出力端子

V：
T：

風速
風温

5.1.1 風速のレンジを切り替えるには！

表示

操作キー

操作説明

MENU

(1) MENU キーを押して下さい。

△, ▽(2) 5. UTILITY を指定して下さい。

< MENU >1.MONITOR
2.MEASUREMENT
3.DATA OUTPUT
4.MEMORY CLEAR
5.UTILITY

SET

指定できたら、SET キーを押して下さい。

△, ▽(3) 2. ANALOG OUTPUT を指定して下さい。

SET

指定できたら、SET キーを押して下さい。

< UTILITY >1.CALENDAR
2.ANALOG OUTPUT
3.PROGRAM SET
4.RS-232C(a)< ANALOG OUTPUT >1. VELOCITY△, ▽2. TEMPERATURE

SET(4) 1. VELOCITY を指定して下さい。
指定できたら、SET キーを押して下さい。

1. VELOCITY:

風速

2. TEMPERATURE:

風温6. プローブの洗浄方法

33

(5)

< RANGE >(a) 反転している範囲が現在設定されているレンジです。

1. 0 ~ 5 m/s

変更しない場合は、そのまま SET キーを押して下さい。

2. 0 ~ 25 m/s

画面は ANALOG OUTPUT 画面(a)に戻ります。

3. 0 ~ 50 m/s(b) レンジを変更するには、設定したいレンジを選択し、< RANGE >1. 0 ~ 5 m/s△, ▽2. 0 ~ 25 m/s

SET

SET キーを押して下さい。

3. 0 ~ 50 m/s< RANGE >(6) カー ソル が変更 したいレン ジに移 動 し、自動的に ANALOG

1. 0 ~ 5 m/s

OUTPUT 画面(a)に戻ります。

2. 0 ~ 25 m/s
3. 0 ~ 50 m/s(a)< ANALOG OUTPUT >MENU(7) MENU キーを押すとメニュー画面に戻ります。

1. VELOCITY
2. TEMPERATURE

風温の出力レンジの切り換えも同じ操作を繰り返して下さい。
< MENU >1.MONITOR
2.MEASUREMENT
3.DATA OUTPUT
4.MEMORY CLEAR
5.UTILITY* 表示画面が測定中であるときにのみ、アナログ電圧が出力されます。

<出力電圧の変換>
<例>

風 温

U：
T：
V：

【記号説明】
風速 (m/s)
風温 (℃)
出力電圧 (mV)

1.0

(V)

変換式
U = 0.005 × V
U = 0.025 × V
U = 0.05 × V
T = 0.05 × V
T = 0.1 × V
T = 0.2 × V
T = 0.5 × V

出力

風 速

レンジ
0～ 5 m/s
0～25 m/s
0～50 m/s
0～50 ℃
0～100 ℃
0～200 ℃
0～500 ℃

0.5

風速
風温

0
0

2.5
50.0

5.0 m/s
100°C

6. プローブの洗浄方法

34

5.2 デジタル出力について (RS-232C)
出力形式
ボーレート：
4800, 1200
語長：
8 ビット
パリティビット：なし
ストップビット：
1 ビット

5.2.1 接続例
信号名

結線

GND
TXD
RXD
RTS
CTS
DSR
DCD
DTR

ピン番号
1
2
3
4
5

信号名
GND
RXD
TXD
CTS
RTS

アネモマスター (MODEL 6162)
信号の意味
信号の方向
信号グランド--受信データ
入力
送信データ
出力
送信認可
入力
送信要求
出力

信号線の色
茶
赤
橙
黄
青

5.2.2 ボーレートの設定方法
表示< MENU >1.MONITOR
2.MEASUREMENT
3.DATA OUTPUT
4.MEMORY CLEAR
5.UTILITY

操作キー
MENU

(1) MENU キーを押して下さい。

△, ▽(2) 5. UTILITY を指定して下さい。

SET< UTILITY >1.CALENDAR
2.ANALOG OUTPUT
3.PROGRAM SET
4.RS-232C△, ▽< RS – 232C >

△, ▽

1.

1200 bps

SET

2.

4800 bps< RS – 232C >1.

1200 bps2.

4800 bps

操作説明

SET

指定できたら、SET キーを押して下さい。
(3) 4. RS-232C を指定して下さい。
指定できたら、SET キーを押して下さい。

(4) ボーレートを指定して下さい。
指定できたら、SET キーを押して下さい。

(5) 指定したボーレートにカーソルが移動し、自動的にメニュー画
面を表示します。
★ 生データの転送： 1. MONITOR
記憶データの転送： 3. DATA OUTPUT< MENU >6. プローブの洗浄方法

35

5.2.3 生データの転送 (1 秒ごとの測定データ)
転送はモニター画面で行って下さい。
転送中は他の機能を使用しないで下さい。
’08.07.01
FAST
10:26:40

12.8 m/s
27.5 ℃SLOW の場合は移動平均値が転送されます。
モニター画面に切り替えて下さい。

出力フォーマット# # # # # ; # # # # # ; # # # # # CRLF ：19 文字

「出力例」

風 速

風 温

ダミー

：(単位：m/s, ℃, **)

23.6;

126;

*** CRLF：風速、風温、***コマンドの説明
コマンド

D*

機

能

説

明

取り込みデータ数の設

コマンド受信後、AD が返送されます。

定

続いて、設定されたデータ数(*)だけ 1 秒ごとに出力されます。
データ数(*)は最大 1,000 データです。1,000 データ以上取り込む場合はもう一度コマンドを送って下さい。

プローブ電源 OFF

コマンド受信後、AC が返送されます。

C
それと同時に風速センサーの電源が OFF になります。
プローブ電源 ON
S

コマンド受信後、風速センサーの電源が再度、投入されます。
30 秒後に AS が返送され、データ取り込み可能となります。
AS コマンド受信後、D*コマンドでデータを転送して下さい。

* コマンド C、S は例えば 1 時間ごとにデータ収集を行いたいときに使用します。
不必要なときにプローブの電源を切ることによって、電池の消耗を少なくすることができます。
* コマンドの誤入力や、データ数の誤入力などの場合は、下記のエラーコードが返送されます。
(例：データ数が最大数を超えた場合、AD の代わりに E2 が返送されます。)
E1 ----- コマンドエラー
E2 ----- データ設定エラー

B3 ----- バッテリーエラー (電池消耗)

6. プローブの洗浄方法

36

5.2.4 記憶データの転送 (メモリに蓄えられた測定データ)
メニュー画面における DATA OUTPUT モード

内部メモリ

記憶データの転送準備
表示

操作キー

操作説明

MENU

(1) MENU キーを押して下さい。

△, ▽(2) 3. DATA OUTPUT を指定して下さい。

< MENU >1. MONITOR
2. MEASUREMENT
3. DATA OUTPUT
4. MEMORY CLEAR
5. UTILITY

SET

指定できたら、SET キーを押して下さい。

< DATA OUTPUT >1. DISPLAY△, ▽2. PRINTER

SET(3) 3. COMPUTER を指定して下さい。
指定できたら、SET キーを押して下さい。

3. COMPUTERMEMORY

準備 OK!

(4) この表示画面になったら、コンピュータのプログラムをスタート(RUN)させて下さい。

DATA
TRANSMISSION

転送開始

転送を中止するには、MENU キーを押して下さい。

こんなとき、エラーメッセージが表示されます。
1.

RS-232C ケーブルが接続されていない。

2.

コネクターの結線が間違っている。
ホストコンピューターとの接続例(P34)を参照して、確認して下さい。

MEMORYDATATRANSMISSION
DEVICE ERROR !

エラー表示

3.

データを取り込まない。
ボーレートなどの出力形式が間違っている。
再度、ホストコンピューター、及び本体のボーレート設定を確認して下さい。

6. プローブの洗浄方法

37

測定条件の出力フォーマット ----- M コマンド
(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

# # ; # # # ; # # ; # # # ; # # # ; # # # # # CRLF

： 25 文字(1) 計測モード(VT：風速・風温)(2) 測定モード(AVE: 平均値測定 INT: 間欠動作測定 FLW: 風量測定)(3) S-TIME (S) (サンプリング時間)(4) DATA (N) (取り込みデータ数)(5) POINTS (測定回数、分割数)* 平均値モードの場合はダミー出力(6) 間欠動作測定時は INT(計測間隔)
風量測定時は AREA (m2) (ダクト断面積)

[出力例]

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

(6)

VT ; FLW ; 60 ; 100 ; 10 ; 1. 456CRLF
測定データの出力フォーマット ----- T コマンド# # # # # ; # # # # # ; # # # # # CRLF ：19 文字

[出力例]

風 速

風 温

ダミー

：(単位：m/s, ℃, **)

23.6;

126;

*** CRLF：風速、風温、ダミー<Command Explanation>
コマンド

機

能

P

記憶ページ数の確認

説 明
コマンド受信後、AP が返送されます。
続いて、記憶されているページ数が出力されます。

N*

記憶データ数の確認

コマンド受信後、AN が返送されます。
続いて、指定したページ(*)のデータ数が出力されます。

M

*

T

*

測定条件の確認

コマンド受信後、AM が返送されます。
続いて、指定したページの測定条件が出力されます。

測定データの出力

コマンド受信後、AT が返送されます。
続いて、指定したページの測定データが出力されます。

* ページ数を誤入力した場合はエラーメッセージ E が返送されます。
E1、E3 については、5.2.3 生データの転送 (1 秒ごとの測定データ)を参照して下さい。

6. プローブの洗浄方法

38

6．プローブの洗浄方法
風速素子にゴミ（粉塵、煤煙）や、機械油などが付着すると、奪われる熱量（放散熱量）が変化し、風速指示値に影響を与えます。プローブの保護金網がありますが、ゴミなどで金網が目詰まりを起こすと風速指示値に影響を与えます。
汚れた環境下で測定し、素子・金網に汚れが付着した場合は測定後すぐに洗浄しておくことをおすすめします。

洗浄方法
風速センサー部を超音波洗浄器で１０～２０秒程度洗浄して下さい。あまり長くすると、素子のコー
ティングの破損につながります。
洗浄液は通常の水を使用してください。水で薄めた中性洗剤を容器に入れ、振り洗いしていただいても結構です。
！注意！
！）洗浄時、電源は必ず切ってください。
！）洗浄後は良く乾燥させてから電源を入れてください。

完全に乾くまでは、センサーは上に向けな
いでください。水滴が内部に入り、故障の原因となります。

洗浄できるのは、風速センサー部（保護金網部分）までです。

超音波洗浄器で１０～２０秒程度

冷風で乾燥してください。

7. 主な仕様

39

7. 主な仕様
仕 様(1) 型名本体：

Model 6162

プローブ：

Model 0203 (中温プローブ)
Model 0204 (高温プローブ)
Model 0205 (高温プローブ)(2) 測定機能

風速・風温 (同時測定)(3) 測定対象

清浄な空気流（ただし、結露しないこと）(4) 測定範囲

風速: V0 ～ 50.0m/s
風温:(5) 測定精度(常温精度：18～28℃)
風速風温(6) 温度補償精度 (風速)(7) ケーブルの耐熱

0 ～ 99 ℃: V0 = 0.2 m/s

0 ～ 200 ℃ (MODEL 0203)

100 ～ 199 ℃: V0 = 0.4 m/s

0 ～ 500 ℃ (MODEL 0204)

200 ～ 299 ℃: V0 = 0.7 m/s

0 ～ 500 ℃ (MODEL 0205)

300 ～ 399 ℃: V0 = 1.0 m/s

計測範囲
V0 ～ 4.99 m/s
5.00 ～ 9.99 m/s
10.0 ～ 24.9 m/s
25.0 ～ 50.0 m/s
0 ～ 99.9 ℃
100 ～ 199 ℃
200 ～ 500 ℃ (0204/0205)

特定精度±0.15m/s±0.3m/s±0.75m/s±1.5m/s

風温
風速V0 ～ 4.99 m/s
5.00 ～ 9.99 m/s
10.0 ～ 24.9 m/s
25.0 ～ 50.0 m/s

MODEL 0203
0 ～ 200 ℃±0.5m/s±0.6m/s±1.5m/s±3.0m/s

指示値の±(1%+1℃)

表示分解能
0.01 m/s
0.1 m/s
0.2 ℃
1 ℃

MODEL 0204/0205
0 ～ 400 ℃±0.75m/s±1.0m/s±2.5m/s±5.0m/s

テフロンコート (プローブ側)： 200 ℃
ビニールコート (接続ケーブル)： 80 ℃

(8) 応答性(9) 表示画面

風速：

4 秒 (90%応答、風速 5 m/s 時)

風温：

5 秒 (90%応答、風速 5 m/s 時)

グラフィック LCD (120 × 64 ドット)：風速・風温同時表示
バックライト、及び輝度調整機能付き(10) 記憶容量

最大 999 データ (1 ページで計測する場合のみ)(11) 入出力端子

リモート端子：START/STOP 機能

アナログ出力端子：

風速・風温同時出力
出力電圧 0 ～ 1V (出力インピーダンス：47Ω)(出力精度：0.5%FS)

デジタル出力端子：

RS-232C (シリアル)

7. 主な仕様40

一般仕様(12) 電源
電源電圧

DC 9V (2A)
乾電池：単二電池 6 本 (アルカリ電池、マンガン電池)
AC アダプター：(100 ～ 240VAC 50 ～ 60Hz /0.2A)

消費電力(13) 電池寿命

5.6VA 以下
約 8 時間 (アルカリ電池、風速 5 m/s 連続動作時、
ただし、バックライトを使用していない状態)(14) バックアップ電池

電池寿命約 3 ヶ月·····データ、時計のバックアップ(ただし、3 ヶ月間全く動作させなかった場合の電池寿命です。バックアッ
プ電池は Ni-Cd 電池を使用していますので、動作させるごとに充電されます。)(15) 環境条件 (本体)性能保証温度範囲
保存温度範囲5 ～ 40 ℃-10 ～ 50 ℃

(16) 本体外形寸法

220 (W) × 85 (D) × 150 (H) mm(17) プローブ外形寸法

型名

0203

0204

0205

形状

φ11 × 208

φ14 × 1000

φ14 × 500

ケーブル テ フ ロ ン 被 覆 線
1.5m(18) 質量(19) 付属品

テフロン被覆線 テフ ロン被 覆 線
2.3m

本体：

約 1.8 Kg (乾電池含む)

プローブ：

MODEL 0203

約 200 g

MODEL 0204

約 500 g

MODEL 0205

約 300 g本 体 (MODEL 6162)
肩掛けベルト
乾電池 (単二アルカリ電池)
AC アダプター (DC 9V, 660mA)
出力ケーブル (ミノムシクリップ·····アナログ出力用)
取扱説明書

2.3m

1本
6個
1個
2本
1冊

中温プローブ (MODEL 0203)
プローブボード
プローブ収納ケース
接続ケーブル(ビニール線約 5m)

1枚
1個
1本

高温プローブ (MODEL 0204/0205)
プローブボード
プローブ収納ケース
接続ケーブル(ビニール線約 10m)

1枚
1個
1本

8. 測定原理

418. 測定原理
8.1 熱式風速計の原理加熱された素子に風があたると、素子は冷却されます。素子の温度が変化すれば抵抗値も変化します。この抵抗値の変化は風速が早ければ早いほど、大きく変化します。従って、風速と抵抗値の関係がわかっていれば、抵抗値 (または電流) を測定することによって、風速値を知ることができます。
アネモマスター風速計はこの原理を利用したものです。一般に熱式風速計ではセンサー部が常に一定温度になるように、フィードバック回路を用いて制御されています(定温度型)。

風

すなわち、センサーは常に一定温度になっており、この温度は風速の高低によって変化することはありません。しかし、風速の高低に応じてセンサーから奪われる熱量が変化しますので、それを補うようにセンサーに電流を流すようになっています。この電流の量(i)から風速値を知ることができます。

加熱素子 (白金巻線)

風速センサーから奪いとられる熱量 [H] は次式で表されます。

H  a  b U T  Ta  ----- King の式

Rc

H： 熱放散量 T： 素子の温度 Ta： 風温
U： 風速a, b： 定数
電流ｉ
風速素子

また、熱放散量 [H] は素子の抵抗 (R) と流れる電流 (i) から次式で表すことができます。

H  RI 2(R は一定温度に保っているため風速の高低に関係なく一定)
従って、

RI 2

 ab Uとなります。この式からもわかるように、風速[U]の変化を素子に流れる電流[i]の変化としてとらえることができます。

8. 測定原理

428.2 温度補償
風音が変化した場合、同じ風速でも熱放散量は異なります。これは、ブリッジの対辺に風速と同じ温度係数を持つ測温素子 Rc を用いることによっ

Ta1
Ta2
[H]

て、風温との温度差 (T-Ta) を一定に保つことができます。
このようにして、ブリッジの定数を決めますと、熱放散量は風温に関係な

Ta1< Ta2

く、風速と一定の関係が得られるようになります。
温度補償素子をブリッジに組み込む場合は、電流による自己加熱を避け

風速[U]るために大きな抵抗値の素子を用いる必要があります。このために、形

温度補償状も大きくなりがちであり、大きくなると、風速センサーに対し応答性が悪くなり、風温が急変する場合の温度補償が困難となります。そこで、中高[H]

温アネモマスターでは応答性を上げるために、副ブリッジを設けています。
この副ブリッジが平衡するようにアンプに帰還をかけると、このブリッジを(a  b U )(T  Ta )一つの抵抗とみたとき、その合成抵抗はほぼ、R(1+r2/r1) になります。

(一定)

すなわち、r2 << r1 に選んでおけば、温度検出用の抵抗値 R はかなり小さ
くても良いことになります。従って、温度検出用のセンサーの形状を小さく

風速[U]し、応答の高い補償を可能にしています。

R1

R2
風温素子

CPU
R

表
示

r1
風速素子
RH

出
r2

力

風温検出ブリッジ

8. 測定原理

43

8.3 測定対象気体組成の影響
熱式風速計は、素子から液体中に奪われる熱量、すなわち放散熱量をもとにして風速を指示しますが、測定対象となる流体が異なれば放散熱量が変化し、熱放散量 Q

それに伴い指示風速値も変化します。アネモマスターは常温・常圧の空気流で校正されていますので、煙道内の排ガス流、その他の混合ガス流をアネモマスターで測定する場合は指示値の補正が必要となります。従って混合ガスの風速を補正するには、まず混合ガスの物性値を知る必要があります。
UO

UM

円柱物体(素子)の強制対流による放散熱量の求め方を以下の図で示してい図 1 風速指示値の変化

ます。

粘性係数
η

密

度

比

熱

動粘性係数

温度伝導率

g
V
r

流

熱伝導率
λ

Cp

r

a


cpr

速

長

U
直

さ
ℓ

径
d
レイノズル数Re 

プラントル数

Ud
r

Pr 

3600r
a

ヌツセルト数
Nu=A×B
放 散 熱 量Q  N u T  Ta 
図 2 円柱の強制対流による放散熱量

8. 測定原理

44

これより、放散熱量は次式で求められます。

Q  N u  T  Ta  ········ (1)
Q： 放散熱量

Nu：ヌッセルト数π：円周率λ：熱伝導率

L：円柱の長さ

T：加熱体温度

Ta：気体の温度

混合ガスの物性値を求めるには、各成分の物性値を求め、その混合比を考慮して得られます。例えば、混合ガスの比熱 Cｐは次式より求められます。

Cp 

C p1M 1Y1········ (2)100 M

Cp：混合ガスの比熱

Cp1：各成分の比熱

M：混合ガスの分子量

M1：各成分の分子量

Y1：画成分の体積百分率

各物性値は温度の関数で、ヌッセルト数 Nu は流速 U の関数でもありますので、風温 Ta、基準風速 U0 をとって、（１）式によって計算すると混合ガスに対する放散熱量 Qa がわかります。この Qa が空気に対する放散熱量に等しいものと考えると、図１からアネモマスターの指示風速値 UM がわかりますので、U0 と UM を対応させることにより混合ガスの風速補正表が得られます。
以下に、風速補正グラフの例を示します。
50
風温 100℃
風温 300℃

指示風速値 UM m/340

風温 500℃

30

20

10

10

20

30

成分
N2
H2O
O2
CO

混合比 %
74.0
11.5
3.5
11.0

40

50

基準風速値 U0 m/β

図 3 風速補正グラフの例

8.4 大気圧の影響
本器は大気圧１０１３ｈＰａで校正されています。圧力の変動は放散熱量に影響を及ぼしますので、大気圧の補正が必要です。大気圧の補正は次式で行えます。

Um 

1013
 Uc
Pm

Ｕｍ：真の風速値[m/s]Ｕｃ：指示風速値

Ｐｍ：測定時の圧力［ｈＰａ］

9. トラブルシューティング

45

9. トラブルシューティング* 修理を依頼される前に、もう一度ご確認下さい。

9.1 電源の確認
No.

こんなとき

1.

電源スイッチを ON にしても、表示がでない。

- 電池が消耗している。
⇒ 電池交換52.

電源を新品と交換しても、表示がでない。

- 表示の輝度調整ができていない。
⇒ ボリュームの調整

2

3.

乾電池の消耗が仕様よりも早い。

- 電池のどれかの極性が逆になっている。
⇒ 電池の確認5

表示画面が点滅する。

- 電池が消耗したことを示しています。
⇒ 電池交換BATT キーを押し、残量をご確認下さい。

114.

ここをご確認下さい。

参照ページ

9.2 初期動作の確認
No.

こんなとき

ここをご確認下さい。

参照ページ

表示画面が暗いあるいは薄い。

- 表示の輝度調整ができていない。
⇒ ボリュームの調整
雰囲気温度に影響を受けます。

2

2.

バックライトがついていない。

- 明るい場所では、確認しにくいことがあります。
⇒ LIGHT スイッチ ON

23.

電源投入時に演算測定となり、readyを表示する。

- 測定モードが設定されている。
⇒ PROGRAM OFF

23

4.

メニューで MEASUREMENT を指定し-測定モードが設定されている。
ても演算モード選択画面がでない。
⇒ PROGRAM OFF
測定条件設定画面を表示する。

23

5

表示画面が “PROBE”を表示したま - プローブが接続されていない。
まである。
⇒ プローブ接続

61.

9. トラブルシューティング

46

9.3 測定中での確認
No.

こんなとき

1.

測定値が異常表示する。
例：風速：**.*
風温：0.02.

測定中に表示画面が点滅し始めた

3.

内部メモリに記憶できない。

4.

指示値の応答性が遅い。

ここをご確認下さい。

参照ページ- 仕様測定範囲以外ではオーバー表示となります。
- プローブ断線 (センサー破損)

39- 電池が消耗したことを示します。
⇒ 電池交換- 設定ができない。
⇒ MEMORY YES- 移動平均表示になったままである。
⇒ FAST/SLOW キー

11
3章
9

9.4 アナログ出力の確認
No.

こんなとき

1.

出力がでない。

2.

出力値が違う。

ここをご確認下さい。
- 初期画面、又は演算モードで測定中にのみ出力。
- 画面がホールド状態である。

参照ページ

32

- 出力レンジが間違っている。

9.5 デジタル出力の確認
No.

こんなとき

1.

DEVICE ERROR が表示される。

2.

データを取り込まない。

3.

データが違う。

ここをご確認下さい。
- ケーブルの結線が間違っている。

参照ページ
36

- ホストコンピューターの設定ができていない。
- ボーレート設定が間違っている。
- 出力フォーマットが間違っている。

35, 35

ここをご確認下さい。

参照ページ

34

9.6 プリンターの確認
No.

こんなとき

1.

印字中に電源が切れる。

2.

ハードコピーができない。

3.

演算終了後プリント出力しない。

- プリンターのニッカド電池が消耗している。
- 画面がホールドされていない。
⇒ ホールドして下さい。
- 測定中である。
⇒ 測定終了後、行って下さい。
- 設定ができない。
⇒ PRINT YES

13
4章
4章

10. 製品保証とアフターサービス

47

10. 製品保証とアフターサービス
製品保証 当社では、製品保証書を発行しておりません。
 製品には、ユーザー登録のご案内を添付しておりますので、ご購入の際は、必ずお受け取りください。この記載内容に従って弊社ホームページのトップページからユーザー登録を行っていただきますようお願いいたします。登録されますと、当社にて保証を開始いたします。尚、ご登録なき場合は保証しかねる場合があります。
 保証期間は電池などの消耗品を除き、原則として、ご購入日から１年間です。

アフターサービス 具合の悪いときはまずチェックを…
”故障かな？”の項お読みになり、故障かどうか、お確かめください。
 それでも調子の悪いときは当社サービスセンターへ…
販売元の日本カノマックス㈱サービスセンター、または、お近くの同社事務所（最終ペ－ジ参照）、もしくは、お買い上げの店に、ご連絡ください。
 保証期間中での修理は…
当社の製造上、回路部品、材質などの原因によって故障が発生した場合は、無料で修理させていただきます。
 保証期間が経過した後の修理は…
修理によって、機能、及び精度が維持できる場合は、ご要望にしたがって有償修理させていただきます。
 修理部品の保有期間について…
修理部品は、生産中止後、最低５年間保有いたします。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。詳しくは当社サービスセンターへ、ご相談ください。
ご相談になるときは、次のことをお知らせください。
* 製 品 名* 型
名* 器番* プロ－ブ NO.
* 故障の状況* ご購入年月アネモマスター6162------------------できるだけ詳しく----------

11. お問い合わせ先

48

11. お問い合わせ先

日本カノマックス株式会社〒565-0805 大阪府吹田市清水 2 番 1 号

この製品に関するお問い合せ
カスタマーサポート
TEL 0120-009-750
E-mail: environment@kanomax.co.jp
修理に関するお問い合せ
サービスセンター
TEL 0120-981-959
E-mail: service@kanomax.co.jp□東京営業所〒105-0013 東京都港区浜松町 2 丁目６番２号藤和浜松町ビル 6F
TEL: (03) 5733-6023

FAX: (03) 5733-6024□大阪営業所〒565-0805 大阪府吹田市清水 2 番 1 号
TEL: (06) 6877-0447

FAX: (06) 6877-8263□名古屋営業所〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 3-7-26 丸の内 ACA ビル 603 号
TEL:（052）953-5660 FAX:（052）953-5661