支台築造用ファイバーポスト・コア

臨
床「光ファイバーポスト」の試適・長さ調整

築造窩洞形成例「キャタブラシ」で「ボンド」を混合し、5秒以上塗布後、5〜10秒エアーブロー

試 適 後 清 掃した「光ファイバーポスト」を挿入

頭頂部からLED照射器で20秒光照射

i−TFC ルミナスファイバーⅡ
i−TFC ルミナスコアⅡ
i−TFC ルミナスボンドⅡ「LCフロー S」を填入「LCフローS」を築盛後、LED照射器で20秒光照射

妥 協なき導 光 性
光 にこだわり抜いたファイバーポスト・コアシステム

支台歯形成後包装・価格

i−TFC ルミナスⅡ スターターセット
標準価格 ￥17,000

i−TFCルミナスファイバーⅡ 光ファイバーポスト（1.0㎜φ×18㎜）

5本

i−TFCルミナスファイバーⅡ 光ファイバーポスト（1.2㎜φ×18㎜）

5本

i−TFCルミナスファイバーⅡ 光ファイバーポスト（1.4㎜φ×18㎜）

5本

i−TFCルミナスコアⅡ LCフローS（ユニバーサル）

1本（2.5mL）

LCフローニードル5本（ニードルキャップ（グレー）1個付き）

i−TFCルミナスボンドⅡ ボンド

1本（1mL）

Cross-sectional view

i−TFC ® Luminous Fiber Ⅱ

i−TFCルミナスボンドⅡ キャタブラシ

1ケース（30本）

プラスチックダッペン

５枚収納ケース

1ケース

Glass fiber

Optical ®fiber
post

There are optical fibers inside the fiber,
through which light passes.

Optical fiber

Braided glass fiber
Glass fiber
1.0mmφ

歯科根管用ポスト成形品

1.2mmφ1.4mmφ1.6mmφ1.8mmφi−TFC ルミナスファイバーⅡ 光ファイバーポスト
１０本入り

2０本入り

6０本入り（20本入り×3個）●1.0mmφ×18mm●1.2mmφ×18mm●1.4mmφ×18mm●1.6mmφ×18mm●1.8mmφ×18mm●1.0mmφ×18mm●1.2mmφ×18mm●1.4mmφ×18mm●1.6mmφ×18mm●1.8mmφ×18mm●1.0mmφ×18mm●1.2mmφ×18mm●1.4mmφ×18mm

標準価格 各 ￥5,850

標準価格 各 ￥11,300

標準価格 各 ￥33,300

ユニバーサル

歯科用象牙質接着材

ｉ−ＴＦＣ ルミナスボンドⅡ セット
ボンド
キャタブラシプラスチックダッペン

1本 (3mL)
1ケース(100本)
5枚

30枚 ￥1,100■ｉ−ＴＦＣルミナスⅡ 収納ケース￥1,000光ファイバーポスト 1.2 ㎜φ

歯科医院用

i TFCルミナスファイバーⅡ

歯科技工所用

LOT

サンメディカル株式会社

光ファイバーポスト 1.2 ㎜φ
LOT

サンメディカル株式会社

3mL
標準価格

20本（ニードルキャップ（グレー）
色調：ユニバーサル、ブルー 各2.5mL
LCフローニードル 5本（ニードルキャップ（グレー）1個付き） 1個付き）
標準価格 ¥900
標準価格 各 ￥4,750¥7,500100本
標準価格¥3,550i−TFC ® Luminous Core Ⅱブルー

歯科用支台築造材料

キャタブラシi−TFC ルミナスコアⅡ LCフローS

LCフローニードル

i−TFC ® Luminous Bond Ⅱ

ユニバーサル：
汎用性があり、審美性に優れた色調です。
ブルー：
歯質と明瞭に識別できる色調です。

【その他単品】■プラスチックダッペン

i TFCルミナスファイバーⅡ

ｉ−ＴＦＣ ルミナスボンドⅡ ｉ−ＴＦＣ ルミナスボンドⅡ

ボンド

標準価格 ￥10,700「光ファイバーポスト」にはトレーサビリティシールを付属しています。

歯科根管用ポスト成形品 ｉ−ＴＦＣルミナスファイバーⅡ（管理医療機器） 医療機器認証番号 306AKBZX00009000
歯科用支台築造材料 ｉ−ＴＦＣルミナスコアⅡ（管理医療機器） 医療機器認証番号 306AKBZX00010000
歯科用象牙質接着材 i−TFCルミナスボンドⅡ（管理医療機器） 医療機器認証番号 306AKBZX00018000■「i−TFC」「光ファイバーポスト」はサンメディカル株式会社の登録商標です。 ■「S-PRG」「Giomerロゴ」は株式会社松風の登録商標です。

■ご使用に際しては、必ず添付文書等をお読みの上、正しくお使いください。 ■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。 ■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。 ■標準価格・表示記載は2024年8月21日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

■製造販売

i−TFC ® ルミナスⅡシリーズの情報がご覧いただけます。
www.sunmedical.co.jp

サ ンメ ディカ ル検索

The light reaches
the tip of the fiber.

スマートフォンからのアクセス
はコチラ →

EV01-01

光 にこだわるファイバーポスト・コアシステム「 i−T F C ルミナスⅡ」シリーズ

i−TFC ®ルミナスコアⅡ LCフロー S
操作性の良い光重合タイプのフロアブルレジン®

築盛しやすい流動性です。1本で根管への填入からコア部の築盛まで使えます。

ユニバーサルブルー

i−TFC ®ルミナスファイバーⅡ 光ファイバーポスト®
サイズバリエーションが５種類に増えました！

サイズ
ピーソリーマー（作業部最大径）

1.0mmφ＃3（1.10mm）

1.2mmφ＃4（1.30mm）

1.4mmφ＃5（1.50mm）

1.6mmφ1.8mmφ＃6ー（1.70mm）

ーマンスに優れトパフォ
たコス

シラン処理は要りません！
保険適用の「光ファイバーポスト」に、新しく1.8mmφサイズがラインナップされました。
より太い根管にも対応できます。
※形成用ドリルはピーソリーマーをご使用ください。

大容量シリンジ

自由なタイミングで固められる！

光重合だからゆとりのある操作時間光重合タイプなので、余裕を持ってファイバーの位置決めができ、コア部の築盛まで充分な操作時間が確保できます。
また、デュアルキュアタイプのように、ニードル内のレジンが作製途中で固まる心配がなく、自由なタイミングで固められます。

低重合収縮モノマー「LPSモノマー®」採用

サンメディカルの技術により開発された導光性の高い国内生産のファイバーポストです。
ポストの中心に光ファイバーが入っており、深い根管の奥まで光を通すことができます。
そのため、根管深部のレジンまでしっかりと重合できます。

「 LCフロー S 」は「 LPS モノマー」を採用しているため重合収縮率が低くなっています。
それにより、Cファクターの大きい根管内でもコントラクションギャップが生じにくく、適合性がより高くなります。

i−TFC ® ルミナスコアⅡ※LPS=Low Polymerization Shrinkage

セラミック
チューブ

i−TFCルミナスコア

光ファイバー

グラスファイバー＋レジン

レジン硬化性評価

i−TFCルミナスコアⅡ＜約半分に低減

コントラクションギャップ
平均30.9μm「ｉ−ＴＦＣルミナス
ファイバーⅡ」を介した 透 過 光 はファイバーポスト先端部まで涙 状 硬 化 が認 められた。

光照射器
導光性

i−TFCルミナスコアⅡ▲くわしくはこちら

i−TFC ®ルミナスボンドⅡ ボンド・キャタブラシ
1 液型でデュアルキュアを実現「キャタブラシ」には親水性アミノ酸系重合開始剤を多く配合しているため、「 i−TFC ルミナスボ

レジン硬 化 性・照射時間：20秒間 ・ポスト寸法：φ1.4mm-18mm「S-PRGフィラー」からのイオンリリース（自社試験による）

i−TFC
試作ファイバーポスト
ルミナスファイバーⅡ （光ファイバー無し）

試験方法

遮光板にファイバーポストを通した後、ファイバーポスト端部から光照射し、ファイバーポストを介した透過光のみで「i−TFCルミナスコアⅡ」がどの程度硬化するかを評価した。

%

コントラクションギャップ

コントラクションギャップ
平均17.1μm

テフロン型「 S-PRGフィラー」はフッ素など６種類のイオンをリリースし、酸中和能を発現する特長があります。

i−TFCルミナスコア

セラミック
チューブ

ファイバーポスト

3.3「S-PRG®フィラー」を配合（LPSモノマー非含有）（LPSモノマー含有）

遮光板重合収縮率

光重合

試験方法：ISO 17304準拠

i−TFCルミナスコアⅡ

光ファイバー

余 裕 の操作時間

ファイバーの位置決め

導光性の高い光ファイバーを採用

グラスファイバー＋レジン

適度な流動性でコア部も思い通りの付形が可能です。

（自社試験による）

ンドⅡ」はデュアルキュア性能を発揮します。ボンディング処理後は光照射なしでレジン支台築造が可能です。

約５倍
従来品

i−TFC®ルミナスボンドⅡ キャタブラシ

「ボンド」には必ず「キャタブラシ」をご使用ください！

歯 質・レジン・ファイバーポストが一 体 化したモノブロック構 造
Luminous Bond Ⅱ & Luminous Core Ⅱ

i−TFC ルミナスコアⅡ

光ファイバー

グラスファイバー＋レジン

グラスファイバー+レジン

光ファイバー

編み込み構造「光ファイバーポスト」と「LCフローS」の接着界面拡大写真

打ち抜き試験
試験方法

打ち抜き強さ（MPa）

i−TFCルミナスファイバーⅡ

i−TFCルミナスコアⅡ

φ3.0mm

打抜き支持板

透明チューブ内に「i−TFCルミナスファイバーⅡ」が中心となるよう植立して「i−TFCルミナスコアⅡ」を充填し、光照射後37℃水中に一晩浸漬。0.6mmにスライスし、打ち抜き試験を実施した。

「ｉ−ＴＦＣルミナスファイバーⅡ」と「ｉ−ＴＦＣルミナスコアⅡ」
で 作 製した 築 造 体 は、曲げ弾性率が象牙質に近似しています。

（TC5,000 回後）







築造体の曲げ弾性率20
象牙質の弾性率（12〜19GPa）

15



105


0

従来品
ルミナスボンドⅡ＋（光照射あり） ルミナスコアⅡ（光照射なし）光ファイバーポスト 1.2φmm +LCフロー S（ユニバーサル）（自社試験による）



Luminous Fiber Ⅱ & Luminous Core Ⅱ

曲げ弾性率が象牙質に近似

根管象牙質に対する接着耐久性従来品より打ち抜き強さが向上

打抜きロッド「ボンド」には拡散促進モノマー「 4-META 」、「 キャタブラシ」には親 水 性アミノ酸 系 重 合 開 始剤が配合されています。
それにより、湿潤した根管象牙質や、光が届きにくい根管深部においても、硬 化が促 進され、「 LCフロー S 」と高 い 接 着 性を示します。

Luminous Bond Ⅱ & Luminous Core Ⅱ

GPa

ファイバーポスト表面のグラスファイバーは編み込み構造になっているため、その凹凸部分にレジンが入り込み高い機械的嵌合力を発揮します。
また濡れ性の良い「 i−TFC ルミナスコアⅡ」と組み合わせることで、ポストの前処理は不要となります。

®

「 i−TFC ® ルミナスボンドⅡ」は光照射不要で強固に接着
微小引張接着強さ（MPa）

Luminous Fiber Ⅱ & Luminous Core Ⅱ

従来品
ルミナスファイバーⅡ
組み合わせ＋ルミナスコアⅡ（自社試験による）

Luminous Fiber Ⅱ「ブルー」は歯質との識別が明瞭予後の診断に適した良好なX線造影性「LCフロー S（ブルー）」を使用すると、歯質との識 別 が 明 瞭 に な るた
め、レジンコアの除去時に歯質の削りすぎを防ぎます。

「 i−TFC ルミナスファイバーⅡ」
は、アルミニウム2mm相当以上のX線造影性があり、試適時の確認、予後の診断に適しています。
5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

アルミニウム板の厚さ（mm）

Luminous Fiber Ⅱ & Luminous Core Ⅱ

診療用
光照射器
光の拡散が少ない機種

LED（1000mW/cm2）

照射時間

2０秒

硬化目安

11mm

診療用光照射器は、「光ファイバーポ

「光ファイバーポスト」

スト」頭頂部からと「ＬＣフローS」を照射してください。

技工用
光重合器

180秒

9０秒

硬化目安

10mm

13mm

13mm

光軸方向に対して

フレキシブルな「プラスチックニードル」で無駄なくストレスフリー「LCフローS」専用の臼歯部へのアクセスも容易です。
外 径は 19 ゲージですが、プラスチック素材の特性を活かして内径を広げているため、従 来 の 金 属 性ニードルに比 べて押し出し感が軽く、ストレス無く操作できます。

ださい。

用できます。

フレキシブルで押し出し感が軽い

プラスチックニードル！ プラスチック素 材 で柔 軟 性 が あるため、垂直に合わせてくと「ＬＣフローS」を13mmの根管に適（自社法による）90秒「光ファイバーポスト」併用することで、最長

LED

照射時間

使 用する場 合は、11mmの根管に適ハロゲン機種

技工用光重合器を併用することで、最長用できます。

Luminous Core Ⅱ（自社法による）

無駄が少なく、気泡の混入を抑制
ニードルチップ内のレジン残量が少ないため、チップ交換時の無駄がほとんどありません。
ロングタイプなので、細長い根管に填入する際も気泡の混入を抑えることができます。
一般的なチップ待ち時間直接法の操作ステップ

0秒

ボンド

支台歯形成
キャタブラシ

築造窩洞形成試適・長さ調整、ポストの清掃

LCフローニードル「キャタブラシ」で「ボンド」を混合※必ず「キャタブラシ」をご使用ください

塗 布
5秒以上

エアーブロー
５〜10秒

光照射不要

「LCフローS」
填入「光ファイバーポスト」挿入
頭頂部はレジンで覆わないように注意

頭頂部から光照射20秒（LED照射器：光量1,000mW/cm2）「LCフローS」築盛

光照射20秒（LED照射器：光量1,000mW/cm2）

間接法の作製ステップ
はコチラ