Series 9337

標準抵抗器
UltraHigh Value Resistance Standards
Very High Stability Calibration Laboratory Standards
Guildline
9337 シリーズの標準抵抗器は、校正研究所
uildline 9337 series of Resistance Standards are designed

G

での気中型校正用標準抵抗器として設計され、１テラΩ
as very high stability calibration laboratory standards forから１０桁刻みで１０ペタΩまでの値を持つ安定性に優accurate resistance calibration in air, between 1 Teraohm and
れた標準抵抗器です。これらの新しい抵抗器は、１Ωか10 Petaohm in decade steps. These new resistors complement
ら１００ギガΩまでの（特別な応用用として多くの中間
the 9334 and 9336 Resistance Standards available from 1 ohm
値を含む）標準抵抗器９３３４シリーズ及び９３３６シ
to 100 Gigaohm with many intermediate values for special
リーズを補完する標準抵抗器です。実用標準として、あapplications. They can be used as working standards or
るいは信頼性のある堅牢な可搬型仲介器として使用でき
reliable, ruggedized, transportable transfer standards.
ます。
The 9337 Ultra High Value Resistance Standards provide
additional
range checking for the calibration of the Guildline
9337
シリーズ標準抵抗器はGuildlineのテラオームメー
Teraohmmeter, Model 6500A and the calibration of other ultra
タ・モデル6500Aやその他の１テラオームを超える高抵
high ohms measuring instruments above 1 Teraohm.
抗測定機器の校正用標準抵抗器として適しています。
The resistor elements are securely mounted to the inside of arugged hermetically sealed, shielded, aluminum enclosure. A
抵抗素子は、シールドされ堅牢に密封されたアルミ
pair of input/output Type N connectors provide the
ニュームケースの内部に、しっかりと取り付けられていtermination for the standard. The “SOURCE” connector
connects to the power supply of the measurement system,ます。入出力端子対としてＮタイプ・コネクターが備
while the “OUTPUT” connector connects to the measurement
わっています。
detector.

9337 Features
9337の特色>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

VeryHigh Stability
高安定

抵抗値:Range
1T Ω1TΩto 10P Ω 抵 10PΩ

低温度係数
使用温度範囲: 18℃ 抵 28℃
OperatingRange 18 ºC to 28 ºC
密封ケース
定格電圧 Sealed
1000Vまで
Hermetically
低パワー係数
Rated to 1000V
INMS/NRCCにトレーサブルな
Low Power Coefficient
校正レポート付
小型で堅牢
Report of Calibration traceable toテラオームメーターの校正に最適
INMS/NRCC
included
Low Temperature Coefficient> Compact & Ruggedized> Suitable for calibration of teraohmmeters

The 9337 9337シリーズ標準抵抗器は1ＴΩからSeries Ultra High Value Precision
Guildline
１０桁刻みの値で１０ＰΩまで揃っています。
Resistance Standards are available between
1TΩ and 10PΩ in decade steps.

The 9337
Standard Resistors are 3 terminal devices. The 39337
シリーズ標準抵抗器は3端子装置です。3端子デザ
terminal design minimizes the effect of current leakages from
インはソース及びアウトプットコネクターからの電流漏
the source and output connectors. The high stability is洩を最小にします。下図に示す様な抵抗分割ネットワー
achieved by use of a resistance divider network of the form
クを使用する事により高い安定性が得られます。
shown.
OutputConnector

SourceConnector
Ro

RI
Rd
Enclosure
Shield9337 Resistance
標準抵抗器 Standards
9337
Series Specifications
９３３7シリーズ仕様

Modelモデル

Nominal
公称抵抗値
Resistance（Ω）
Value(Ohms)

Nominal
公称初期Initial
許容値（注１）
Tolerance

Calibration
校正不確かさ(Note 1)

Uncertainty@23℃(±ppm)@23 0C（注２）(Note 2)

Stability
安定度
12Months
12ヶ月
(ppm)
(ppm)

Temp.
Coeff.
温度係数
018-28C18-28℃0(±ppm/C)(±ppm/℃)

Voltage
Coeff.
電圧係数(ppm/Volt)（ppm/V）(Note 3)
（注３）9337-1T

1T

1000

1000

500

< 300

<29337-10T

10T

3000

3000

750

< 500

<29337-100T

100T

5000

5000

1000

< 800

<29337-1P

1P

3%

2%

2000

< 1000<29337-10P

10P

30%

25%

2%

<5000<5Note 公称初期許容値は販売時点に調整された平均抵抗値最大許容誤差です。
1: Nominal Initial Tolerance is the maximum variation of the mean value as adjusted at the point of sale.
注１:
注２: 気温23℃の環境でカナダ国家研究院もしくはNISTにより維持されている標準抵抗器を基準として校正され、包含係数k=2での合計不確かさを示しています。
各抵抗器には測定値と不確かさを記載した校正レポートが添付されています。
Note 最大定格電圧は1000Ｖです。
2: Calibrated at 23 0C, referred to the unit of resistance as maintained by the National Research Council of Canada or the
注３:
National Institute of Standards and Technology and expressed as a total uncertainty with a coverage factor of k = 2.
注４: ご要望に応じ特別な値の抵抗器も提供可能です。
A test report giving the measured value and uncertainty is provided with each resistor.
Note 3: Maximum Voltage Rating: 1000 Volts
Note 4: Special Values available on request.

オーダー情報Ordering
Information
9337/ohmic valueResistance Standard
9337-抵抗値
標準抵抗器
TM 9337
Technical Manual (included)
TM9337
技術マニュアル（含む）
Cert of Calibration (included)
校正証書（含む）
校正レポート（含む）Report of Calibration (included)

一般仕様 Specifications
General
環境
使用時：
Environment
OperatingStorage
保管時：

Guildline is distributed by:
18 0C to 28 0C < 50% RH
non-condensing-20 0C to 60 0C
15% to 80% RH

Dimensions:
寸法：

H 82 mm (3.2 in)
W 124 mm (4.9 in)
D 79 mm (3.1 in)

重量：Weight:0.63 kg (1.4 lbs)

キ ー テ ク ノ 株 式 会 社〒101-0041

東京都千代田区神田須田町 1-14-6
T e l : ０３－３２５１－３１６１
F a x : ０３－３２５１－３１６６
E-mail:keytechno@pop14.odn.ne.jp

Guildline Instruments Limited

30497-00-85_A Copyright © 2006-05-01 Guildline Instruments Limited. All rights reserved. Subject to change without notice.

P.O. Box 99
21 Gilroy Street
Smiths Falls, Ontario Canada K7A 4S9Phone: (613) 283-3000
FAX:(613) 283-6082
Web:www.guildline.ca