安 心 の

保 証

製品総合カタログ
デジタル・オシロスコープ
スペクトラム・アナライザ

ファンクション・ジェネレータ
デジタル・マルチメータ

プログラマブル直流電源

OWON は1990年に設立し、世界中で信頼を得ている計測機器メーカーです。
全世界にパートナーを持ちアジア、北米、ヨーロッパ、南アフリカ、オセアニア、アフリカなど、80を超える国と地域へ製品を展開しております。
2014年には北米大手計測機器メーカーへ OEM 製品供給をスタート。性能、品質、価格、サポート体制など、すべてにおいて世界品質だと認められた製品をお届けしております。

中国国内において、ミニ液晶
テレビとモニターで多くのシェアを獲得。

OEM/EMS を世界各国で提供
し、海外売上比率は50% 以上に。

海外売上比率は90% を達成。
販売ネットワークは5大陸70カ国に拡大。

アミ・ソリューションズ社と提携を結び、公共事業の入札
にも注力。

1995

2002

2006

2011

1999

2003

2007

国際貿易を開始。

海外に販売拠点を設け、各国の販売代理店と戦略的な提携を強化。

世界で活躍するブランドに対し OEM、
ODM、
EMS を開始。

【OWON の3つの理念】
1 圧倒的コストパフォーマンスOWON は他社よりコストパフォーマンスの優れた、計測機器製造にこだわっています。
世界中で電子計測機器が不足する中、広告費には極力費用をかけず手に取りやすい価格を実現いたしました。

2 プロも納得の高品質
OWON の計測機器はただ安いだけではありません。
厳しい生産管理のもと、世界中へいつでも高品質な製品を共有できる体制を整えております。
電子工作が好きなホビー・ユーザーから、エンジニアとして現場で働くプロフェッショナルまで、すべてのお客様に満足を届けます。

3 充実のアフターサービス
2022年、日本現地法人の設立により、これまで以上にきめ細やかなサポートが可能となりました。
製品をご使用いただく中でご不明な点、お困りの点がございました、すぐにご連絡ください。弊社担当が速やかに対応いたします。

02

目次
デジタル・オシロスコープ
04
05
06
07
08
09
10
11

XDS4000シリーズ

XDS4352/XDS4502/XDS4354/XDS4504

XDS3000シリーズ

XDS3064E/XDS3064AE/XDS3104E/XDS3104AE/XDS3104A/XDS3204E/XDS3204AE

SDS1000シリーズ

SDS1022/SDS1102/SDS1202/SDS1104

TAO3000シリーズ

TAO3072/TAO3102/TAO3122/TAO3072A/TAO3102A/TAO3122A/TAO3074/TAO3104/TAO3074A/TAO3104A

HDS200シリーズ

HDS242S/HDS272S/HDS2102S/HDS2202S/HDS242/HDS272/HDS2102/HDS2202

HDS-N シリーズ

HDS1022M-I/HDS1022M-N/HDS2062M-N/HDS3102M-N/HDS4202M-N

VDS1000シリーズ

VDS1022I/VDS1022

VDS6000シリーズ

VDS6102/VDS6102A/VDS6074/VDS6104/VDS6074A/VDS6104A

スペクトラム・アナライザ
12
13
14

XSA800シリーズ

XSA805/XSA805-TG/XSA810/XSA810-TG/XSA815/XSA815-TG

XSA1000シリーズ

XSA1015-TG/XSA1032-TG/XSA1036-TG/XSA1075/XSA1075-TG

HSA1000シリーズ

HSA1016/HSA1016-TG/HSA1036/HSA1036-TG

任意波形ファンクション・ジェネレータ
15
16
17

XDG2000シリーズ

XDG2100/XDG2080/XDG2060/XDG2035

XDG3000シリーズ

XDG3082/XDG3102/XDG3162/XDG3202/XDG3252

AG シリーズ

AG051/AG051F/AG1011/AG1011F/AG1012/AG1022/AG1012F/AG1022F/AG2052F/AG2062F

デジタル・マルチメータ
18
19
20
21

OW シリーズOW16A/OW16B/OW18A/OW18B/OW18D/OW18E

XDM1000シリーズ

XDM1041/XDM1241

XDM2041

XDM2041

XDM3000シリーズ

XDM3041/XDM3051

プログラマブル直流電源
2223SPE シリーズ

SPE3051/SPE3102/SPE6102/SPE6053/SPE3103/SPE6103

ODP シリーズ

ODP3122/ODP6062/ODP3033/ODP3063/ODP6033◦仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。◦価格には、消費税が含まれておりません。

03デジタル・オシロスコープ
XDS4000シリーズ
デジタル・オシロスコープ

OWON トップクラスの多機能デジタル・オシロスコープ
特徴● 周波数帯域： 350MHz ～500MHz● チャンネル数： 2～4● サンプルレート： 最高5G サンプル / 秒● 垂直軸分解能： 8ビット
● レコード長： 400M
● 波形更新レート： 最高600,000波形 / 秒● SCPI コマンド対応

スペクトラム・アナライザ

50MHz 波形発生器

FFT スペクトル解析機能

マルチメータ ( オプション )タッチスクリーン

50MHz 1CH 信号発生器を標準装備。
250M サンプル / 秒、波形長16k、64種類のビルトイン波形を内蔵しています。

レンダリング、ハミング、ハニング、
ブラッ
クマンハリスの4種類の窓関数に対応します。

ロギング間隔は0.5～10秒で調整でき、メ
モリで3日間、USB で10日間 CSV 形式で記録することが可能です。

10.4インチの大型ディスプレイはタッチ操作に対応。優れた操作性を実現します。

ファンクション・ジェネレータ

波形発生器

デジタル・マルチメータ
プログラマブル直流電源

型式
XDS4352
XDS4502
XDS4354
XDS4504
商品コード536551536553536552536554価格 ( 税抜 )¥352,000¥363,000¥374,000¥589,000
周波数帯域
350MHz500MHz350MHz500MHzチャンネル数24
垂直軸分解能8ビット
最高サンプルレート
5GS/s
レコード長
400M
波形更新レート
最高600,000波形 / 秒
垂直軸スケール
1M Ω入力 :1mV/div 〜10V/div、50Ω入力 :1mV/div 〜1V/div
水平軸スケール
500ps/div-1000s/div、ステップ1-2-5
入力インピーダンス
1M Ω±2%//15pF ±5pF、50Ω±2%
入力カップリング
DC、AC、GND
トリガ・タイプ
エッジ、ビデオ、パルス、スロープ、ラント、ウィンドウ、タイムアウト、N エッジ、ロジック、I2C、SPI、RS232、CAN( オプション )デコード・タイプ(オプション)
RS232、I2C、SPI、CAN
自動測定
Period、Frequency、Mean、PK-PK、RMS、Max、Min、Top、Base、Amplitude、Overshoot、Preshoot、Rise Time、Fall Time、+Pulse Width、-Pulse Width、+Duty Cycle、-Duty Cycle、Delay A → B、Delay A → B、Cycle RMS、Cursor RMS、Screen Duty、FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、
LRF、LFR、LFF、Phase A → B、Phase A → B、+Pulse Count、-Pulse Count、Rise Edge Count、Fall Edge Count、Area、Cycle Area.
波形演算＋、－、*、/、FFT、FFTrms、Intg、Diff、Sqrt、User Defined Function、digital filter(low pass、high pass、band pass、band reject)
波形保存
100波形
インターフェース
USB ホスト、USB デバイス、トリガ出力 (P/F)、LAN、VGA;EXTTrigIn
ディスプレイ
10.4インチタッチ・スクリーン LCD
寸法 ( 幅×奥行×高さ )422×135×226mm
重量約5kg( アクセサリーを除く本体のみ )最高出力周波数50MHz
最高サンプルレート
250MS/s
チャンネル数
1
分解能
14ビット
振幅範囲
2mVpp-5Vpp( ≦50MHz);2mVpp-20Vpp( ≦25MHz)
任意波形長
16k
出力可能な波形
Sine、Square、Pulse、Ramp、Exponential Rise、Exponential Fall、Sin (x)/x、Step Wave、Noise、そのほか計64種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形
マルチメータ(オプション)
◦
分解能
4½桁
測定モード
電圧、電流、キャパシタンス、抵抗、周波数、デューティー比、導通、ダイオード・テスト
オート・レンジ
◦

付属品

電源コード

04

オプション・アクセサリ

CD ROM

クイック・ガイド USB ケーブル プローブ（チャンネル数） プローブ調整治具

BNC ケーブル

マルチメータ・リード 電流測定モジュール

デジタル・オシロスコープ
XDS3000シリーズ
デジタル・オシロスコープ

バッテリー駆動もできる、ミドルクラスの多機能4チャンネルデジタル・オシロスコープ
特徴● 周波数帯域： 60MHz ～200MHz● チャンネル数： 4● サンプルレート： 最高1G サンプル / 秒● 垂直軸分解能： 8～14ビット● レコード長： 40M● 波形更新レート： 45,000～70,000波形 / 秒● SCPI コマンド対応
後付けバッテリー ( オプション )WiFi 接続（オプション）

タッチスクリーン（オプション）

高い分解能で波形をより詳細に観測することができます。

後付けバッテリーを搭載対応可能なので屋外でも計測可能です。

WiFi モジュール（オプション）による無線通信機能に対応しています。

10.4インチの大型ディスプレイはタッチ操作に対応。優れた操作性を実現します。

536544¥76,000

電流ダイオード・テスト
導通テスト
その他オプション

XDS3104E
536547¥83,000

XDS3104A

XDS3204E

XDS3204AE

536546536545536550536549¥167,000¥193,000¥125,000¥191,000
100MHz200MHz4
8ビット
最大14ビット
8ビット
最大14ビット
最大14ビット
8ビット
最大14ビット
1チャンネル使用時：1GS/s、2チャンネル使用時：500MS/s、
1チャンネル使用時：1GS/s、2チャンネル使用時：1GS/s、
4チャンネル使用時：250MS/s
4チャンネル使用時：500MS/s
40M
最高45,000波形 / 秒
最高70,000波形 / 秒
1M Ω入力 :1mV/div ～10V/div
2ns/div-1000s/div、ステップ1-2-5
1ns/div-1000s/div、ステップ1-2-5
DC、AC、GND
エッジ、ビデオ、パルス、スロープ、ラント、ウィンドウ、タイムアウト、N エッジ、ロジック、I2C、
SPI、RS232、CAN ( オプション )オート、ノーマル、シングル
トリガ・チャンネルに対して実施可能
I2C、SPI、RS232、CAN
Vpp、Vavg、Freq、Period、RMS、Vmax、Vmin、Vtop、Vbase、Vamp、Overshoot、Preshoot、Rise Time、Fall Time、+Width、-Width、+Duty、-Duty、Delay
A → B ↑、Delay A → B ↓、Phase A → B ↑、Phase A→ B↓、+Pulse Count、-Pulse Count、Rise Edge Count、Fall Edge Count、Area、Cycle Area+、-、*、/、FFT、Intg、Diff、Sqrt、ユーザ定義関数、デジタル・フィルタ±2.5ppm
USB ホスト、USB デバイス、トリガ出力 (P/F)、LAN、VGA( オプション )8インチカラー LCD、800×600ピクセル
100V-240VAC、50/60Hz、CATII
2A、Tclass、250V
3.7V、13200mA
340×90×177mm◦
3½桁 ( 最⼤4000カウント )10M Ω
51.2nF-100uF: ± (3% ±3digits)
DCV: 400mV、4V、400V、1000V: ± (1 ± 1 digit); max input: DC 1000VACV: 400mV、4V、40V、400V: ± (1% ± 3
digits) 750V: ± (1.5% ± 3 digits);Frequency: 40Hz - 400Hz; Max input: AC 750Vrms
DCA:40mA、400mA: ± (1.5% ±1digit);10A: ± (3% ±3digits);ACA:40mA: ± (1.5% ±3digits)、400mA: ± (2% ±1digit)、10A: ± (3% ±3digits)対応<50( ±30) ビープ⾳
VGA+AV ポート、Wifi、波形発生器、デジタル・マルチメータ、タッチ・スクリーン、デコード（RS232、SPI、I2C、CAN）

付属品

電源コード

XDS3104AE

プログラマブル直流電源

波形演算
時間軸確度
インターフェース
ディスプレイ
電源
ヒューズ
バッテリー ( オプション )寸法 ( 幅×奥行×高さ )マルチメータ ( オプション )分解能
入力インピーダンス
キャパシタス
電圧

536543¥137,000
60MHz

デジタル・マルチメータ

レコード長
波形更新レート
垂直軸スケール
水平軸スケール
入力カップリング
トリガ・タイプ
トリガ・モード
周波数カウンタ
バス・デコード ( オプション )⾃動測定

XDS3064AE

ファンクション・ジェネレータ

XDS3064E

型式
商品コード
価格 ( 税抜 )
周波数帯域
チャンネル数垂直軸分解能最高サンプルレート

スペクトラム・アナライザ

高分解能

オプション・アクセサリ

CD ROM

クイック・ガイド USB ケーブル プローブ（チャンネル数） プローブ調整治具

マルチメータ・リード

BNC ケーブル

電流測定モジュールバッテリー

ソフト・バッグ05デジタル・オシロスコープ
SDS1000シリーズ
デジタル・オシロスコープ

驚異のコストパフォーマンス、エントリークラスのデジタル・オシロスコープ
特徴● 周波数帯域： 20MHz ～200MHz● チャンネル数： 2～4● サンプルレート： 最高1G サンプル / 秒● 垂直軸分解能： 8ビット
● レコード長： 10K ～20K
● インターフェース : USB ホスト、USB デバイス
● SCPI コマンド対応

スペクトラム・アナライザ

大型ディスプレイ

ユーザーフレンドリーな操作画面

波形ズーム表示スナップショット機能

7インチの高解像度 LCD により、波形が観測しやすくなります。

ユーザーフレンドリーな操作メニューで優れた操作性を実現しました。

波形をズームすることで、波形から異常な現象を見つけることが容易になります。

ワンクリックで30種類の自動測定アイテ
ムのすべての結果を表示することができます。

ファンクション・ジェネレータ

型式
商品コード
価格 ( 税抜 )
周波数帯域
チャンネル数垂直軸分解能最高サンプルレート
レコード長
水平軸スケール
垂直軸スケール
⼊⼒インピーダンス
トリガ・タイプ
周波数カウンタ
⾃動測定

デジタル・マルチメータ

波形演算
波形保存
時間軸確度
通信インターフェース
ディスプレイ
寸法 ( 幅×奥行×高さ )
重量536484¥32,000
20MHz

100MS/s
5ns/div-1000s/div、
ステップ1-2-5

SDS1102536485¥35,000
100MHz2

SDS1202536487¥39,000
200MHz

8ビット

10K

1GS/s

2ns/div-1000s/div、ステップ1-2-5

プログラマブル直流電源

オプション・アクセサリ

CD ROM

SDS1104
536486¥41,000
100MHz420K
2ns/div-1000s/div、
stepby1-2-5

5mV/div-5V/div
1M Ω±2%//15pF ±5pF
エッジ、ビデオ
トリガチャンネルに対して実施可能
Period、Frequency、Mean、PK-PK、RMS、Max、Min、Top、
Base、Amplitude、Overshoot、Preshoot、Rise Time、Fall Time、+Pulse Width、-Pulse Width、+Duty Cycle、-Duty Cycle、
Delay A → B、Delay A → B、Cycle RMS、Cursor RMS、Screen Duty、Phase、+Pulse Count、-Pulse Count、Rise Edge Count、Fall Edge Count、Area、Cycle Area＋、－、x、÷、invert、FFT
16波形±100ppm
USB ホスト、USB デバイス
7インチカラー LCD、800×480ピクセル
301×70×152mm
約1.1kg

付属品

電源コード

06

SDS1022

クイック・ガイド USB ケーブル プローブ（チャンネル数） プローブ調整治具

ソフト・バッグデジタル・オシロスコープ
TAO3000シリーズ
デジタル・オシロスコープ

省スペースで、ベンチでもフィールドでも使用可能なタブレット・オシロスコープ
特徴● 周波数帯域： 70MHz ～120MHz● チャンネル数： 2～2+1( 波形発生器 )● サンプルレート： 最高1G サンプル / 秒● 垂直軸分解能： 8～14ビット● レコード長： 40M● 波形更新レート： 最高 45,000波形 / 秒● SCPI コマンド対応
バッテリー駆動

ビルトインWiFiモジュール（工場オプション）

波形を拡大することで、より詳細な観測が可能になり、小さな信号変化もより正確に判定することができます。

バッテリーを搭載し約5時間の連続動作ができるので屋外での計測にも最適です。

リモート制御アプリケーションで波形の表示、保存や共有が可能です。

スペクトラム・アナライザ

14ビット高分解能モード

ファンクション・ジェネレータ

型式
TAO3072 TAO3102 TAO3122 TAO3072A TAO3102A TAO3122A TAO3074 TAO3104 TAO3074A TAO3104A
商品コード536501536505536509536502536506536510536503536507536504536508価格 ( 税抜 )¥80,000¥92,000¥98,000¥114,000 ¥116,000 ¥137,000¥95,000¥95,000¥116,000 ¥127,000
周波数帯域幅
70MHz
100MHz120MHz70MHz
100MHz120MHz70MHz
100MHz70MHz
100MHzチャンネル数24
垂直軸分解能8ビット
最大14ビット
8ビット
最大14ビット
最高サンプルレート
1GS/s
レコード長
40M
波形更新レート
最高 45000波形 / 秒
垂直軸スケール
1mV/div-10V/div(at input)
水平軸スケール
1ns/div-1000s/div、ステップ1-2-5
入力インピーダンス
1M Ω±2％ //15pF ±5pF
入力カップリング
DC、AC、GND
トリガ・タイプ
エッジ、ビデオ、パルス、スロープ、ラント、ウィンドウ、タイムアウト、N エッジ、ロジック、I2C、
SPI、RS232、CAN( オプション )トリガ・モード
オート、ノーマル、シングル
周波数カウンタ
トリガ・チャンネルに対して実施可能
バス・デコード(オプション)
I2C、SPI、RS232、CAN
自動測定
Vpp、Vavg、Vrms、Freq、Period、Week RMS、Cursor RMS、Vmax、Vmin、Vtop、Vbase、Vamp、Overshoot、Phase A → B ↑、
Phase
A → B ↓、Preshoot、Rise Time、Fall Time、+Width、-Width、+Duty、-Duty、Duty Cycle、Delay A → B ↑、Delay A → B ↓、+Pulse Count、-Pulse Count、Rise Edge Count、Fall Edges Count、Area、Cycle Area
波形演算＋、－、×、÷、FFT、FFTrms、Intg、Diff、
Sqrt、ユーザー定義、デジタル・フィルタ
波形保存
100波形
最大入力電圧1M Ω≦300Vrms
プローブ減衰係数
0.001X-1000X、1-2-5ずつ増加
バッテリー
7.4V、8000mAh、5時間動作
インターフェース
USB ホスト、USB デバイス、LAN、WiFi( オプション )ディスプレイ
8インチカラー LCD、800×600ピクセル、マルチタッチ・スクリーン
寸法(幅×奥行×高さ)
270×48×191mm
重量約1.7kg
分解能
４½桁
電圧レンジ
mV:20.000mV-200.00mV DCV:2.0000V-1000.0V ACV:2.0000V-750.0V
電流レンジ
DCA:20.00A ACA:20.00A
抵抗レンジ
200.00Ω～100.00M Ω
ダイオード◦
オート・レンジ◦-

デジタル・マルチメータ
プログラマブル直流電源

マルチメータ付属品

電源コード

CD ROM

クイック・ガイド USB ケーブル プローブ（チャンネル数） プローブ調整治具 マルチメータ・リード 電源アダプター 電流測定モジュール スタンド・ホルダー BNC-SAM変換コネクタ

07

デジタル・オシロスコープ
HDS200シリーズ
デジタル・オシロスコープ

小型軽量でポータブル、フィールドでの保守などのニーズに応えるハンドヘルド・オシロスコープ
特徴● 周波数帯域： 40MHz ～200MHz● チャンネル数： 2～2+1( 波形発生器 )● サンプルレート： 250M ～1G サンプル / 秒● 垂直軸分解能： 8ビット
● レコード長： 8k● 波形更新レート： 最高10,000波形 / 秒● SCPI コマンド対応

スペクトラム・アナライザ

オシロスコープ＋マルチメータを1台に集約

バッテリー駆動

USB Type-C ポート搭載

S モデルには信号発生機能も搭載。作業の幅が広がります。

4400mAh のリチウムイオン電池を搭載
し約4時間の連続動作が可能です。

充電や PC との接続に便利な USB Type-C
ポートを備えています。

ファンクション・ジェネレータ
デジタル・マルチメータ
プログラマブル直流電源

型式
商品コード
価格 ( 税抜 )
周波数帯域
チャンネル数垂直軸分解能最高サンプルレート
レコード長
波形更新レート
垂直軸スケール
水平軸スケール
入力インピーダンス
入力カップリング
トリガ・タイプ
トリガ・モード
アクイジション・モード
自動測定
プローブ減衰係数
最大入力電圧
帯域制限 ( 代表値 )カーソル測定ディスプレイ
通信インターフェース
寸法 ( 幅×奥行×高さ )重量
マルチメータ 分解能
テスト・モード
入力インピーダンス
最大入力電圧 / 電流
ダイオード
信号発生器
（オプション）
出力周波数
正弦波
範囲
方形波
ランプ
パルス
任意波形

HDS242S

HDS272S HDS2102S HDS2202S

付属品

クイック・ガイド USB ケーブル プローブ
（1本） プローブ調整治具 マルチメータ・リード BNCワニ口ケーブル

08

HDS242

HDS272

HDS2102 HDS2202

536442536444536440536840536441536443536439536839¥26,000¥29,000¥40,000¥50,000¥21,000¥26,000¥32,000¥42,000
40MHz
70MHz
100MHz200MHz40MHz
70MHz
100MHz200MHz
２チャンネル + 波形発生器1チャンネル
２チャンネル
8ビット
250MS/s
500MS/s
1GS/s
250MS/s
500MS/s
1GS/s
8k
最高10,000波形 / 秒
10mV/div-10V/div
5ns/div- 1000s/div
2ns/div-1000s/div
5ns/div- 1000s/div
2ns/div-1000s/div 5ns/div- 1000s/div
1M Ω±2％ //16pF ±10pF
DC，AC，GND
エッジ
オート、ノーマル、シングル
ノーマル、ピーク検出
周期、周波数、平均、PK-PK、最大、最小
1X、10X、100X、1000X、10000X
400V(DC+AC、PK-PK、1M Ω入力インピーダンス )(10:1のプローブ減衰率 )20MHz
カーソル間のΔ V、Δ T、Δ T& Δ V
3.5インチ LCD
USBType-C
96×38×198mm
約0.6kg( バッテリー含まない本体のみ )20,000カウント
電圧、電流、抵抗、導通テスト
10M Ω
AC750V、DC1000V/DC10A、AC10A
0-2V◦
0.1Hz-25MHz
サンプリングレート
125MS/s
0.1Hz-5MHz
チャンネル数
1チャンネル
0.1Hz-1MHz
分解能
14bits0.1Hz-5MHz
出力振幅範囲
0.01Vpp ～2.5Vpp
0.1Hz-5MHz
任意波形長
8k

ソフト・バッグデジタル・オシロスコープ
HDS-N シリーズ
デジタル・オシロスコープ

持ち運に便利な2-in-1ハンドヘルド・オシロスコープ
特徴● 周波数帯域： 20MHz ～200MHz● チャンネル数： 2、2チャンネル間絶縁（HDS1022M-I）● サンプルレート： 100M ～最高1G サンプル / 秒● 垂直軸分解能： 8ビット
● レコード長： 6k● USB によるデータ転送が可能● SCPI コマンド対応
トリガ感度調整機能

代替トリガ機能

入力信号のタイプ、振幅および周波数に応じて、トリガ・モード、垂直軸スケールおよび水平軸スケールに自動で設定します。

調整可能なトリガ感度で、ノイズ環境下でも信号にトリガをかけることができます。

２CH 同時の信号テストに対応、作業効率を向上させます。

ダイオード・テスト
導通テスト

536435¥107,000
20MHz
絶縁2100MS/s

HDS1022M-N536436¥59,000
20MHz

500MS/s

HDS2062M-N536438¥71,000
60MHz

8ビット

HDS3102M-N

2536446¥89,000
100MHzHDS4202M-N
536447¥127,000
200MHz

1GS/s
6k
5mV/div-5V/div
5ns/div ～100s/div
2ns/div ～100s/div
オート、ノーマル、シングル
7.4V、約6時間動作＋、－、*、/、FFT、invert
USB ホスト、USB デバイス
3.7インチカラー LCD、640×480ピクセル
115×40×180mm
約0.7kg31/2桁 ( 最大4000カウント )10M Ω400Ω、4k Ω、40k Ω、400k Ω、4M Ω、40M Ω
51.2nF-100uF
DC：400mV、4V、40V、400V、1000V：最大入力：DC1000V
AC：4V、40V、400V、750V；周波数：40Hz-400Hz：最大入力：AC750Vrms
DC：40mA、400mA、10A
AC：40mA、400mA、10A
0V-1.5V
50Ω未満でビープ

デジタル・マルチメータ

電流

HDS1022M-I

ファンクション・ジェネレータ

型式
商品コード
価格 ( 税抜 )
周波数帯域
チャンネル数垂直軸分解能最高サンプルレート
レコード長
垂直軸スケール
水平軸スケール
トリガモードバッテリー
波形演算
インターフェース
ディスプレイ
寸法 ( 幅×奥行×高さ )重量
マルチメータ 分解能
入力インピーダンス
抵抗
キャパシタンス
電圧

スペクトラム・アナライザ

オートスケール機能

プログラマブル直流電源

付属品

電源コード

CD ROM

クイック・ガイド USB ケーブル プローブ（2本） プローブ調整治具 マルチメータ・リード 電源アダプター キャパシタンス測定用モジュール 5V、1KHz出力モジュール

金属ケース

09

デジタル・オシロスコープ
VDS1000シリーズ
デジタル・オシロスコープ

薄型軽量、持ち運びに便利な PC ベースオシロスコープ
特徴● 周波数帯域： 25MHz● チャンネル数： 2● サンプルレート： 最高100M サンプル / 秒● 垂直軸分解能： 8ビット
● レコード⾧： 5k● インターフェース： USB（VDS1022)、絶縁 USB（VDS1022I）● SCPI コマンド対応

スペクトラム・アナライザ

波形表示モード

トリガタイプPC ソフトウェア

X-Y モード、FFT モード表示に対応

エッジ、
ビデオ、
スロープ、
パルスに対応付属の CD よりソフトウェアをインストー
ルし、簡単に波形を保存できます。

ファンクション・ジェネレータ
デジタル・マルチメータ

垂直軸分解能垂直軸スケール
トリガ・タイプ
トリガ・モード
アクイジション・モード
波形演算
消費電力
電源
マルチファンクション
インターフェース
インターフェース
寸法 ( 幅×奥行×高さ )
重量536512¥16,000

400V(PK-PK)(DC+AC、PK-PK)

機能レベル

USB2.0( 絶縁 )VDS102225MHz
2100MS/s
5ns/div ～100s/div、ステップ1～2～55K
8ビット
5mV/div ～5V/div
エッジ、パルス、ビデオ、スロープ
オート、ノーマル、シングル
サンプル、ピーク検出、アベレージ＋、－、×、÷、invert、FFT≦2.5W
5.0V/1A
トリガ出力、トリガ入力、パス / フェイル
TTL

プログラマブル直流電源

付属品

CD ROM10

VDS1022I

型式
商品コード
価格 ( 税抜 )
周波数帯域
チャンネル数
最高サンプルレート
水平軸スケール
レコード長
最大入力電圧クイック・ガイド USBケーブル(VDS1022) プローブ調整治具 プローブ（2本） シリコンジェルケース

170×180×120mm
約0.26kg

536511¥12,000

40V(PK-PK)(DC+AC、PK-PK)

USB2.0デジタル・オシロスコープ
VDS6000シリーズ
デジタル・オシロスコープ

8～14ビット可変で柔軟に高精度を実現する PC ベースオシロスコープ
特徴● 周波数帯域： 70MHz ～100MHz● チャンネル数： 2〜4● サンプルレート： 最高1G サンプル / 秒● 垂直軸分解能： 8～14ビット● レコード⾧： 10M● インターフェース： USB Type-C、LAN、WiFi（オプション）● SCPI コマンド対応
ユーザーアプリケーション開発

薄型軽量・省スペース

多様なインターフェース

垂直軸分解能は最大で14ビットにすることができ、より詳細に波形を観測できます。

SCPI コマンドに対応し、ユーザーによるアプリケーション開発が可能です。

本体は小さな測定ユニットのみで持ち運
びも簡単、
操作と表示は PC を使用します。

PC から USB type-C による給電、通信が可能で、オプションの WiFi アダプタで PCと無線接続することも可能です。

型式
商品コード
価格 ( 税抜 )
周波数帯域
チャンネル数
最高サンプルレート
水平軸スケール
レコード長
最大入力電圧垂直軸分解能入力カップリング
トリガ・タイプ
トリガ・モード
入力インピーダンス
垂直軸スケール
アクイジション・モード
プローブ減衰比
帯域制限

VDS6102

VDS6074

VDS6074A

信号発生器

536514¥58,000
70MHz

VDS6104
536518¥63,000
100MHzVDS6104A
536519¥88,000
100MHz4
1GS/s
2ns/div ～100s/div、ステップ1～2～5
1ns/div ～100s/div、ステップ1～2～5
10M
40V(DC+ACPeak)
8ビット
最大14ビット
8ビット
最大14ビット
DC、AC、GND
エッジ、パルス、ビデオ、スロープ
オート、ノーマル、シングル
1M Ω±2%//15pF ±5pF
2mV/div ～5V/div
サンプル、ピーク検出、アベレージ
1X、10X、100X、1000X
全帯20MHz
Vpp、Vmax、Vmin、Vtop、Vbase、Vamp、Vavg、Vrms、Overshoot、Preshoot、Freq、
Period、Rise Time、Fall Time、Delay A → B、Delay A → B、+Width、-Width、+Duty、-Duty
USB(Typ-c)；LAN、WiFi( オプション )190×18×120mm
約0.4kg(0.1Hz-5MHz)(0.1Hz-200kHz)(1Hz-10kHz)(1Hz-10kHz)±2.5V
25MS/s1
10ビット
10mVpp-5Vpp
50Ω ( 代表値 )
-

付属品

電源コード

536515¥78,000
70MHz

プログラマブル直流電源

インターフェース
寸法 ( 幅×奥行×高さ )
重量
サイン波
方形波
標準波形
ランプ波
パルス波
DC オフセット範囲 (AC+DC)
サンプルレートチャンネル数分解能
振幅範囲 (High Z)
出力インピーダンス

100MHz2536517¥63,000

デジタル・マルチメータ

自動計測

VDS6102A

ファンクション・ジェネレータ

536516¥48,000

スペクトラム・アナライザ

最大垂直分解能14bit

オプション・アクセサリ

CD ROM

クイック・ガイド USB ケーブル プローブ（チャンネル数） プローブ調整治具 電源アダプター シリコンジェルケースWIFI モジュール11

スペクトラム・アナライザ
XSA800シリーズ
デジタル・オシロスコープ

驚異のコストパフォーマンス & 低ノイズなスペクトラム・アナライザ
特徴● 周波数範囲 : 9kHz ～1.5GHz● 表示平均ノイズレベル（DANL）: −160dBm● 位相ノイズ : −80dBc/Hz@1GHz、10kHz オフセット● レベル測定確度 : <0.7dB● 分解能帯域幅（RBW）: 最小1Hz● EMI フィルタ、準先頭値検波器● トラッキングジェネレータ (TG モデルは標準装備）、その他モデルもオプション・
ライセンスで使用可能

スペクトラム・アナライザ

優れた小信号測定能力

パス / フェイル・テスト機能

EMI フィルタ、準先頭値検波器を標準搭載

EMCテスト機能 ( 要オプションソフト)

表示平均ノイズレベル (DANL)-160dBmと低いので微小信号でも観測することができます。

基準となるテンプレートと比較して合否を判定することができます。

EMI テストに必要なフィルタと検波器を備えています。オプションのソフトと組み合わせてプリテストを行えます。

200種類以上の EMC 規格の基準テンプ
レートを備え、
リモート制御によるデータ
取得、比較にも対応します。

ファンクション・ジェネレータ

型式
商品コード
価格 ( 税抜 )
周波数範囲
周波数分解能基準周波数の経年変化
位相ノイズ @1GHz
分解能帯域幅 (RBW)XSA805-TG

536563536564¥138,000¥148,000
9kHz ～500MHz

レベル測定範囲
表示平均ノイズレベル(DANL)

デジタル・マルチメータ

トレース検波器
レベル測定の不確かさ
トラッキング・ジェネレー
タ (TG モデル )インターフェース
ディスプレイ
寸法 ( 幅×奥行×高さ )重量プログラマブル直流電源

付属品

電源コード

12

XSA805

XSA810XSA810-TG

XSA815

オプション・アクセサリ

クイック・ガイド USB ケーブル

XSA815-TG

536565536566536567536568¥146,000¥157,000¥149,000¥160,000
9kHz ～1GHz
9kHz ～1.5GHz
1Hz<1ppm/ 年<-80dBc/Hz( 代表値 )、10kHz オフセット
1Hz ～1MHz、1-3-5ステップ（-3dB）
200Hz、9kHz、120kHz、1MHz（-6dB、EMI）
DANL ～ +10dBm、100kHz ～10MHz、プリアンプ・オフ
DANL ～ +20dBm、10MHz 以上、プリアンプ・オフ
入力アッテネータ =0dB、サンプル検波器、トレース平均 ≥50、20℃～30℃、
入力インピーダンス =50Ω、プリアンプ・オン、RBW は1Hz にノーマライズ
9kHz ～1MHz:-135dBm( 代表値 )、<-128dBm
1MHz ～500MHz:-160dBm( 代表値 )、<-150dBm
500MHz ～1GHz:-160Bm( 代表値 )、<-150dBm(XSA810,XSA810-TG)
500MHz ～1.5GHz:-158dBm( 代表値 )、<-148dBm(XSA815,XSA815-TG)
正ピーク、負ピーク、ノーマル、サンプル、RMS、電圧平均、準尖頭値＜0.7dB
出力周波数範囲：100kHz ～各モデルの最高周波数
出力レベル範囲：-40dBm ～0dBm
USB ホスト、USB デバイス、LAN、イヤホン・インターフェース、HDMI
9インチ TFTLCD、1280×800ピクセル
375×120×185mm
約3.7kgN-N ケーブル N-SMA ケーブル SMA-SMAケーブル SMA アダプタ N-SMA アダプタ 近接界プローブ他

スペクトラム・アナライザ
XSA1000シリーズ
デジタル・オシロスコープ

10.4インチ LCD の大画面スペクトラム・アナライザ
特徴● 周波数範囲： 9kHz ～7.5GHz● 表示平均ノイズレベル： −150dBm● 位相ノイズ： −82dBc/Hz@1GHz、10KHz オフセット● 分解能帯域幅（RBW）： 最小10Hz● 10.4インチ LCD、解像度800×600● EMI フィルタ、準先頭値検波器● トラッキングジェネレータ (TG モデルは標準装備）、その他モデルもオプション・
ライセンスで使用可能
優れた小信号測定能力

優れた位相ノイズ性能

EMI フィルタ、準先頭値検波器を標準搭載

10Hz の最小分解能帯域幅により、近接した信号の判別が容易になります。

表示平均ノイズレベル (DANL) が-150dBm と低いので微小信号でも観測することができます。

-82dBc/Hz@1GHz、
10KHz オフセットと低い為、正確に評価することができます。

EMI コンプライアンステストに必要なフィルタと検波器を備えています

XSA1015-TG
536556¥193,000
9kHz-1.5GHz

XSA1075

XSA1075-TG

プログラマブル直流電源

付属品

デジタル・マルチメータ

トレース検波器
トラッキング・ジェネレー
タ (TG モデル )周波数範囲
インターフェース
ディスプレイ
寸法 ( 幅×奥行×高さ )
重量536557¥300,000
9kHz-3.2GHz

XSA1036-TG

536558536559536560¥387,000¥730,000¥816,000
9kHz-3.6GHz
9kHz-7.5GHz
1Hz<1ppm/ 年<-82dBc/Hz( 代表値 )、10kHz オフセット<-98dBc/Hz( 代表値 )、10kHz オフセット
10Hz ～3MHz、1-3-5ステップ (-3dB)
200Hz、9kHz、120kHz、1MHzHz(-6dB、EMI)
DANL ～ +20dBm、1MHz 以上、プリアンプ・オフ
入力アッテネータ =0dB、サンプル検波器、トレース平均 ≥20、20℃～30℃、
入力インピーダンス =50Ω、プリアンプ・オン、RBW は1Hz にノーマライズ
1MHz ～1GHz:-160dBm( 代表値 )、<-150dBm
1GHz ～1.5GHz:-158dBm( 代表値 )、<-148dBm(XSA1015-TG)
1GHz ～3.2GHz:-158dBm( 代表値 )、<-148dBm(XSA1032-TG)
1GHz ～3.6GHz:-158dBm( 代表値 )、<-148dBm(XSA1036-TG,XSA1075,XSA1075-TG)
3.6GHz ～5GHz:-153dBm( 代表値 )、<-143dBm(XSA1075,XSA1075-TG)
5GHz ～6GHz:-143Bm( 代表値 )、<-133dBm(XSA1075,XSA1075-TG)
6GHz ～7GHz:-138dBm( 代表値 )、<-128dBm(XSA1075,XSA1075-TG)
正ピーク、負ピーク、ノーマル、サンプル、RMS、電圧平均、準尖頭値
出力周波数範囲：100kHz ～各モデルの最高周波数
出力レベル範囲：-30dBm ～0dBm(XSA1015-TG)、-40dBm ～0dBm( そのほかの TG モデル )100kHz 〜各モデルの最高周波数
USB ホスト、USB デバイス、LAN、イヤホン・インターフェース、VGA
10.4インチ TFTLCD、800×600ピクセル
421×115×221mm
約5.0kgレベル測定範囲
表示平均ノイズレベル(DANL)

電源コード

XSA1032-TG

ファンクション・ジェネレータ

型式
商品コード
価格 ( 税抜 )
周波数範囲
周波数分解能基準周波数の経年変化
位相ノイズ @1GHz
分解能帯域幅 (RBW)

スペクトラム・アナライザ

最小分解能帯域幅（RBW）

オプション・アクセサリ

クイック・ガイド

CD ROM

N-N ケーブル N-SMA ケーブル SMA-SMAケーブル SMA アダプタ N-SMA アダプタ 近接界プローブ他

13スペクトラム・アナライザ
HSA1000シリーズ
デジタル・オシロスコープ

野外で便利なバッテリー駆動、位置を特定できる GPS 受信機内蔵スペクトラム・アナライザ
特徴● 周波数範囲： 9kHz 〜3.6GHz● 表示平均ノイズレベル： −160dBm● 位相ノイズ： −80dBc/Hz@1GHz、10KHz オフセット● 分解能帯域幅（RBW）： 最小10Hz● トラッキング・ジェネレータ（TG モデル）
● GPS 受信機を標準装備● 1回の充電で4〜6時間の連続運転可能

スペクトラム・アナライザ
ファンクション・ジェネレータ

パス / フェイル機能EMI フィルタ、準尖頭値検波器

屋外計測でも明るい大型ディスプレイ

バッテリー駆動基準となるテンプレートと比較して合否を判定することができます。

EMI フィルタ (6dB) と準尖頭値検波器を標準装備しています。

8インチの大型ディスプレイは自動調光機
能を搭載しているので明るい場所でも作業が容易です。

最大6時間連続した動作が可能です。

型式
商品コード
価格 ( 税抜 )
周波数範囲
周波数分解能基準周波数の経年変化
位相ノイズ @1GHz
分解能帯域幅 (RBW)HSA1016

レベル測定範囲
表示平均ノイズレベル(DANL)

デジタル・マルチメータ

トレース検波器
レベル測定の不確かさ
トラッキング・ジェネレータ
(TG モデル )インターフェース
ディスプレイ
寸法 ( 幅×奥行×高さ )重量

HSA1016-TG
9kHz ～1.6GHz

536450¥236,000

HSA1036536451¥387,000

プログラマブル直流電源

オプション・アクセサリ

CD ROM

HSA1036-TG

9kHz ～3.6GHz
1Hz<1ppm/ 年<-80dBc/Hz( 代表値 )、10kHz オフセット
10Hz ～3MHz、1-3-5ステップ (-3dB)
200Hz、9kHz、120kHz、1MHzHz(-6dB、EMI)
DANL ～ +20dBm、1MHz 以上、プリアンプ・オフ
入力アッテネータ =0dB、サンプル検波器、トレース平均 ≥20、20℃～30℃、
入力インピーダンス =50Ω、プリアンプ・オン、RBW は1Hz にノーマライズ
1MHz ～1GHz:-160dBm( 代表値 )、<-150dBm
1GHz ～1.6GHz:-158dBm( 代表値 )、<-148dBm(HSA1016,HSA1016-TG)
1GHz ～3.6GHz:-158dBm( 代表値 )、<-148dBm(HSA1036,HSA1036-TG)
正ピーク、負ピーク、ノーマル、サンプル、RMS、電圧平均、準尖頭値＜1.5dB
出力周波数範囲：100kHz ～各モデルの最高周波数
出力レベル範囲：-30dBm ～0dBm(HSA1016-TG,-40dBm ～0dBm(HSA1036-TG)
USB ホスト、USB デバイス、LAN、イヤホンポート
8インチ TFTLCD、1024×768ピクセル、タッチ・パネル
265×58×190mm
約2.5kg

付属品

電源コード

14

536449¥193,000

クイック・ガイド USB ケーブル 電源アダプター GPS アンテナ

金属ケース

ソフト・バッグ

536452¥428,000任意波形ファンクション・ジェネレータ
XDG2000シリーズ
デジタル・オシロスコープ

100MHz クラス2チャンネル & 見やすい大画面特徴● 周波数範囲 : 35MHz 〜100MHz● チャンネル数： 2● サンプルレート : 500M サンプル / 秒● 周波数分解能： 1µHz
● 垂直軸分解能 : 14ビット● 任意波形⾧ : 10M● 変調機能スイープ＆バースト

変調

ビルトイン波形

同等のパフォーマンスの２チャンネル出
力です。

スイープ出力や、バースト出力に対応しています。

様々なアナログ変調、デジタル変調をかけることができます。

Sinc 波形などの150種ものビルトイン波形を出力できます。

型式
商品コード
価格 ( 税抜 )
最高周波数
チャンネル数
最高サンプルレート
分解能
標準波形
任意波形

XDG2100

変調など
周波数
カウンタ

≦25MHz≦60MHz≦100MHz

範囲
分解能
測定項目
インターフェース
ディスプレイ
寸法 ( 幅×奥行×高さ )重量

XDG2060
536521¥81,000
60MHz

XDG2035
536520¥60,000
35MHz

2
500M
14ビット
正弦波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ、高調波
指数立ち上がり、指数立ち下がり、Sinc、ステップ波など合計150のビルトイン波形、
ユーザー定義任意波形 ( 最大10M ポイント )1µHz 〜100MHz
1µHz 〜80MHz
1µHz 〜60MHz
1µHz 〜35MHz
1µHz 〜30MHz
1µHz 〜15MHz
1µHz 〜25MHz
1µHz 〜15MHz
1µHz 〜3MHz
1µHz 〜3MHz
100MHz 帯域
80MHz 帯域
60MHz 帯域
35MHz 帯域
1µHz 〜15MHz
1µHz 〜15MHz
1µHz 〜50MHz
1µHz 〜40MHz
1µHz 〜30MHz
1µHz 〜17.5MHz
2ポイント -10M ポイント
1mVpp 〜10Vpp
1mVpp 〜5Vpp
1mVpp 〜2.5Vpp
AM、DSB-AM、FM、PM、PWM、ASK、FSK、PSK、3FSK、4FSK、BPSK、QPSK、OSK、SUM、スイープ、
バースト
100MHz 〜200MHz
7桁
周波数、周期、パルス幅、デューティ比USB ホスト、USB デバイス、LAN7インチ TFT LCD、800×480ピクセル
340×90×177mm
約2.3kgデジタル・マルチメータ

任意波形長
出力振幅
50Ω負荷

正弦波
方形波
パルス
ランプ
ノイズ (-3dB)
任意波形
高調波

536522¥91,000
80MHz

ファンクション・ジェネレータ

出力周波数

XDG2080

536523¥99,000
100MHz

スペクトラム・アナライザ

2チャンネル出力

プログラマブル直流電源

付属品

電源コード

CD ROM

クイック・ガイド USB ケーブル

BNC ケーブル

15

任意波形ファンクション・ジェネレータ
XDG3000シリーズ
デジタル・オシロスコープ

250MHz クラス2チャンネル & 見やすい大画面特徴● 周波数範囲： 80MHz ～250MHz● チャンネル数： 2● 変調機能● サンプルレート : 1.25G サンプル / 秒● 周波数分解能 : 1µHz
● 垂直軸分解能 : 14ビット● 任意波形⾧ : 1M

スペクトラム・アナライザ

2チャンネル出力

スイープ＆バースト

変調

ビルトイン波形

同等のパフォーマンスの２チャンネル出
力です。

スイープ出力や、バースト出力に対応しています。

様々なアナログ変調、デジタル変調をかけることができます。

Sinc 波形などの150種ものビルトイン波形を出力できます。

ファンクション・ジェネレータ
デジタル・マルチメータ

型式
商品コード
価格 ( 税抜 )
最高周波数
チャンネル数
最高サンプルレート
分解能
標準波形
任意波形

XDG3082

出力周波数 正弦波
方形波
パルス
ランプ
ノイズ(-3dB)
任意波形
高周波
振幅50Ω負荷

1µHz-80MHz
1µHz-30MHz

変調など
周波数
カウンタ

範囲
分解能
測定項目
インターフェース
ディスプレイ
寸法 ( 幅×奥行×高さ )重量1µHz-40MHzXDG3102536525¥118,000
100MHzプログラマブル直流電源

CD ROM

XDG3162

XDG3202536526536527¥139,000¥172,000
160MHz200MHz2
1.25GS/s
14ビット
正弦波、矩形波、パルス、ランプ波、ノイズ、高調波
指数立ち上がり、指数的立ち下がり、Sin(x)/x、ステップ波など、合計150のビルトイン波形、ユーザー定義の任意波形
1µHz-100MHz
1µHz-160MHz
1µHz-200MHz
1µHz-40MHz
1µHz-50MHz
1µHz-25MHz
1µHz-5MHz
120MHz 帯域
1µHz 〜15MHz( ビルトイン波形 )、1µHz 〜50MHz( ユーザー定義波形 )1µHz-50MHz
1µHz-80MHz
1µHz-100MHz
1mVpp-10Vpp( ≦40MHz);1mVpp-5Vpp( ≦80MHz)
1mVpp-2.5Vpp( ≦120MHz);1mVpp-1Vpp( ≦250MHz)
AM、FM、PM、PWM、ASK、PSK、FSK、3FSK、4FSK、BPSK、OSK、スイープ、バースト
100mHz-200MHz
7桁
周波数、周期、パルス幅、デューティ比USB ホスト、USB デバイス、LAN8インチ 800×600ピクセル タッチスクリーン LCD
340×90×177mm
約2.5kg

付属品

電源コード

16

536524¥87,000
80MHz

クイック・ガイド USB ケーブル

BNC ケーブル

XDG3252536528¥204,000
250MHz1µHz-250MHz

1µHz-125MHz

任意波形ファンクション・ジェネレータ
AG シリーズ
デジタル・オシロスコープ

チャンネル数で選べる任意波形ファンクション・ジェネレータ
特徴● 最高周波数 1チャンネル・モデル：5MHz 〜10MHz
2チャンネル・モデル：10MHz 〜60MHz● チャンネル数：1、２● サンプルレート：125MS/s、300MS/s● 周波数分解能：1µHz● 分解能：14ビット● 任意波形長：8k、1M
1チャンネルモデル

AG051

AG1011536418¥34,000
5MHz

536420¥41,000
10MHz

AG051F1536419¥38,000
5MHz

AG1011F
536421¥42,000
10MHz

数学や工学などの分野で使用される45種の波形を内蔵、研究などにも最適です。

変調機能には AM、FM、PM、FSK が含まれます。変調ソースは外部から入力することもできます。

AG1012536422¥49,000
10MHz

AG1022536424¥56,000
25MHz

AG1012F AG1022F AG2052F AG2062F
536423¥55,000
10MHz

2536425¥67,000
25MHz

536426¥78,000
50MHz

125MS/s

ファンクション・ジェネレータ

型式
商品コード
価格 ( 税抜 )
最高周波数
チャンネル数
最高サンプル
レート
分解能
標準波形
任意波形
ユーザー定義任意波形長
出力周 正弦波
波数
方形波

変調機能（F モデル）

スペクトラム・アナライザ

2チャンネルモデル

45種類のビルトイン波形

536427¥85,000
60MHz

300MS/s

14ビット
正弦波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ
指数立ち上がり、指数立ち下がり、Sinc、ステップ波など合計45のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形
8k
1µHz5MHz

1µHz10MHz

1µHz5MHz

1µHz10MHz

1µHz25MHz

1µHz-5MHz
1µHz-1MHz
5MHz 帯域 ( 代表値 )1µHz50MHz
1µHz25MHz
1µHz10MHz

1µHz60MHz
1µHz30MHz
1µHz15MHz

25MHz 帯域 ( 代表値 )1µHz-5MHz

1µHz-10MHz
1mVpp-10Vpp

ー
ー
ー
ー

ー
1mVpp-5Vpp
AM、FM、PM、FSK、AM、FM、PM、PWM、FSK、ASK、PSK、スイープ、
バースー
スイープ、バーストト
100mHz-200MHzー
100mHz-200MHz
6桁
ー
6桁
周波数、周期、パルス幅、
ー
周波数、周期、パルス幅、デューティ比デューティ比USB デバイス
USB ホスト、USB デバイス
4インチ TFT LCD、480x320ピクセル

プログラマブル直流電源

範囲
分解能
測定項
目
インターフェース
ディスプレイ
寸法 ( 幅×奥行×高さ )重量

1µHz25MHz

デジタル・マルチメータ

周波数
カウン
タ

1µHz-10MHz
1µHz-5MHz

パルス
ランプ
ノイズ
(-3dB)
任意波形
出力振幅 ≦25MHz
50Ω負荷 25MHz<
変調など

1M

235×295×110mm
約3.0kg

付属品

電源コード

CD ROM

クイック・ガイド USB ケーブル

BNC ケーブル17デジタル・マルチメータ
OW シリーズ
デジタル・オシロスコープ

小型軽量な多機能ハンドヘルド・マルチメータ
特徴（OW16A、
OW16B、
OW18A、
OW18B）● 分解能 : 3½桁（6,000カウント）、（OW18D、OW18E）
4½桁（20,000カウント）● 真の RMS AC 測定● NCV（非接触電圧検出）機能● データ・ロギング機能（OW16B、
OW18B、
OW18E、
アプリケーション・ソフトウェア使用）● オフライン・ロギング機能機能（OW16B、
OW18B、
OW18E、
アプリケーション・ソフトウェア使用）

スペクトラム・アナライザ

NCV（非接触電圧検出）機能

データ・ロギング機能

オフライン・ロギング機能機能

NCV センサーを活線に近づけると、ビー
プ音を鳴らし、LED ランプを点灯します。

アプリを使用してデータ・ ロギングできます。また、複数のマルチメータと接続してデータをチャートで比較できます。

機器本体の 内部メモリにデータを記録しロギング終了後に、アプリに接続してデータを確認することも可能です。

ファンクション・ジェネレータ

OW16B

536465¥3,000OW18A

536466536467¥5,000¥4,0003½桁 (6,000カウント )OW18B
536468¥6,000

OW18D

OW18E

536469536470¥6,000¥10,000
4½桁 (20,000カウント )-デジタル・マルチメータ

60.00mV
20.000mV/200.00mV
600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V
2.0000V/20.000V/200.00V
1000V
1000.0V
60.00mV
20.000mV/200.00mV
600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V
2.0000V/20.000V/200.00V
750V
750.0V
600.0µA/6000µA
200.00µA
60.00mA/600.0mA
2.0000mA/20.000mA/200.00mA
10.00A
20.00A
20.000A
600.0µA/6000µA
200.00µA
60.00mA/600.0mA
2.0000mA/20.000mA/200.00mA
10.00A
20.00A
20.000A
600.0Ω /6.000k Ω /60.00k Ω /600.0k Ω /6.000M Ω
200.00Ω /2.0000k Ω /20.000k Ω /200.00k Ω
60M Ω
2.0000M Ω /20.000M Ω /200.00M Ω
60.00nF/600.0nF/6.000µF/60.00µF
2.0000nF/20.000nF/200.00nF/2.0000µF
600.0µF/6.000mF/60.00mF
20.000µF/200.00µF/2.0000mF/20.000mF
9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz
200.00Hz/2.0000kHz/20.000kHz
99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz
200.00kHz/2.0000MHz/20.000MHz
0.1%-99.9%-50℃ -400℃
ダイオードテスト / 導通テスト /NCV( 非接触電圧検出 )AC 電圧
40Hz-1kHz
真の RMS
DC 電流

AC 電流
40Hz-1kHz
真の RMS
抵抗
キャパシタンス
周波数

プログラマブル直流電源

デューティ比温度
そのほか
特徴
サンプルレート
入力インピーダンス
ブルートゥース
ライト ( 照明 )
そのほか
バッテリー
寸法 ( 幅×奥行×高さ )
重量

-

-

◦

単3アルカリ電池2個
74x49x154mm
約0.29kg

付属品

クイック・ガイド

18

OW16A

型式
商品コード
価格 ( 税抜 )分解能
測定アイテムDC 電圧-◦
オートレンジ、データホールド、相対測定、LCD バックライト
9V マンガン乾電池
90x56x190mm
約0.32kg

オプション・アクセサリ

K 型熱電対テスト・リード ワニ口クリップ

3回 / 秒≧10M Ω
◦9Vバッテリー◦デジタル・マルチメータ
XDM1000シリーズ
デジタル・オシロスコープ

小型軽量、省スペースなベンチトップ・マルチメータ
特徴● 分解能： 4½桁（55,000カウント）● サンプルレート： 最高65サンプル / 秒● 真の RMS AC 電圧 / 電流測定
● データ・ロギング機能： 最大1k ポイント
● AC 電源（XDM1041）● バッテリー電源（XDM1241）● SCPI コマンド対応
バッテリー駆動

長時間のロギングにも対応

200×64×87mm、約0.45kg の小型軽量仕様で省スペースかつ持ち運びも簡単です。

XDM1241はバッテリー駆動に対応しているので、屋外でも作業をすることができます。

内部メモリには1000ポイントのデータを記録することが可能です。さらにオートレコー
ディングの記録間隔は15m 秒～9999秒で設定することができます。

DC 電圧

AC 電圧

DC 電流

XDM1241536530¥25,000
バッテリー (USB Type C)
測定レンジ
最小分解能
確度± ( 読み値の %+LSB)
50.000mV
0.001mV
0.1%+10500.00mV
0.01mV
5.0000V
0.0001V
0.05%+5
50.000V
0.001V
500.00V
0.01V
0.1%+51000.0V
0.1V
0.1%+101%+30(20Hz ～45Hz)
500mv-750v
0.5%+30(45Hz ～65Hz)
0.7%+30(65Hz ～1KHz)
500uA
0.01uA
0.15%+20
5000uA
0.1uA
0.15%+1050mA0.001mA
0.15%+20500mA0.01mA
0.15%+10
5A
0.0001A
0.5%+1010A
0.001A
500uA-500mA/5A-10A
0.5%+20/1.5%+20
500Ω
0.01Ω
0.15%+105K Ω
0.0001K Ω
50K Ω
0.001K Ω
0.15%+5500K Ω
0.01K Ω5M Ω
0.0001M Ω
0.3%+550M Ω0.001M Ω
1%+1050nF-500uF/5mF-50mF
2.5%+5/5%+10
10.000Hz–60MHz
0.2%+10◦
K type, PT100
しきい値調整可能
USB デバイス
15m 秒 - 9999.999秒 /1000ポイント
3.5インチ TFT LCD 480×320ピクセル
200×64×87mm/ 約0.45kg

プログラマブル直流電源

キャパシタンス
周波数
ダイオード・テスト
温度
導通テスト
インターフェース
ロギング間隔 / 長
ディスプレイ
寸法 ( 幅×奥行×高さ )/ 重量

536529¥19,000
AC 電源
測定レンジ
最小分解能
確度± ( 読み値の %+LSB)
50.000mV
0.001mV
0.1%+10500.00mV
0.01mV
5.0000V
0.0001V
0.05%+5
50.000V
0.001V
500.00V
0.01V
0.1%+51000.0V
0.1V
0.1%+101%+30(20Hz ～45Hz)
500mv-750v
0.5%+30(45Hz ～65Hz)
0.7%+30(65Hz ～1KHz)
500uA
0.01uA
0.15%+20
5000uA
0.1uA
0.15%+1050mA0.001mA
0.15%+20500mA0.01mA
0.15%+10
5A
0.0001A
0.5%+1010A
0.001A
500uA-500mA/5A-10A
0.5%+20/1.5%+20
500Ω
0.01Ω
0.15%+105K Ω
0.0001K Ω
50K Ω
0.001K Ω
0.15%+5500K Ω
0.01K Ω5M Ω
0.0001M Ω
0.3%+550M Ω0.001M Ω
1%+1050nF-500uF/5mF-50mF
2.5%+5/5%+10
10.000Hz–60MHz
0.2%+10

デジタル・マルチメータ

AC 電流（真の RMS）
抵抗

XDM1041

ファンクション・ジェネレータ

型式
商品コード
価格 ( 税抜 )電源

スペクトラム・アナライザ

小型軽量

付属品

電源コード(XDM1041) クイック・ガイド USB-DCケーブル ヒューズ（XDM1041） テスト・リード ワニ口クリップ19

デジタル・マルチメータ
XDM2041
デジタル・オシロスコープ

コストパフォーマンスに優れたエントリークラスのベンチトップ・マルチメータ
特徴● 分解能： 4½桁（55,000カウント）● サンプルレート： 最高65サンプル / 秒● 真の RMS AC 電圧 / 電流測定
● データ・ロギング機能： 最大1k ポイント
● デュアル・ディスプレイ・モードで２つの測定結果を同時表示● インターフェース： RS232● SCPI コマンド対応

スペクトラム・アナライザ

温度計測機能2値表示機能ロギング機能K タイプ熱電対と PT100 規格に対応しています。単位は℃、℉、K から選択できます。

AC 電圧 ( または AC 電流 ) と周波数の2つの測定値を表示できます。

内部メモリには1000ポイントのデータを記録することが可能です。さらに、オートレコー
ディングの記録間隔は15m 秒～9999秒で設定することができます。

ファンクション・ジェネレータ

XDM2041型式
商品コード価格 ( 税抜 )
分解能

測定レンジ
50.000mV
500.00mV
5.0000V
50.000V
500.00V
1000.0V

DC 電圧

AC 電圧

500mv-750v

AC 電流

500uA-500mA
5A-10A

デジタル・マルチメータ

DC 電流

抵抗

周波数
キャパシタンス

プログラマブル直流電源

温度
ダイオードテスト
導通テスト
ロギング間隔 / 長

20

500uA
5000uA
50mA
500mA
5A
10A
500Ω
5K Ω
50K Ω
500K Ω
5M Ω
50M Ω
10Hz-60MHz
50nF-500uF
5mF-50mF
Ktype、PT100◦
しきい値調整可能
15m 秒 9999.999秒 /1000ポイント

付属品

電源コード

536531¥30,000
41/2桁（55,000カウント）
最小分解能
0.001mV
0.01mV
0.0001V
0.001V
0.01V
0.1V

ヒューズ

テスト・リード

ワニ口クリップ

0.025%+5
0.03%+5
0.1%+51%+30(20Hz ～45Hz)
0.5%+30(45Hz ～65Hz)
0.7%+30(65Hz ～1KHz)
0.5%+20

0.01uA
0.1uA
0.001mA
0.01mA
0.0001A
0.001A
0.01Ω
0.0001K Ω
0.001K Ω
0.01K Ω0.0001M Ω
0.001M Ω
ディスプレイインターフェース
寸法 ( 幅×奥行×高さ )重量

オプション・アクセサリ

クイック・ガイド

確度± ( 読み値の％ +LSB)
0.1%+10

0.15%+20
0.15%+10
0.15%+20
0.15%+10
0.5%+100.1%+100.1%+5
0.25%+5
0.1%+100.2%+82.5%+55%+83.7インチ TFT LCD 480×320ピクセル
RS232
235×295×110mm
約2.3kgデジタル・マルチメータ
XDM3000シリーズ
デジタル・オシロスコープ

外部メモリにロギング可能なミドルクラスのベンチトップ・マルチメータ
特徴（XDM3041）● 分解能： 4½桁（60,000カウント）（XDM3051）● 分解能： 5½桁（200,000カウント）● サンプルレート： 最高150サンプル / 秒● 真の RMS AC 電圧 / 電流測定
● データ・ロギング機能： 内部メモリ最大1M ポイント、外部メモリ最大100M ポイント● SCPI コマンド対応● ディスプレイ：4インチ TFT LCD480×320ピクセル
データ・ロギング

一目でデータの傾向がわかるトレンド表示とヒストグラム表示機能を備えています。

ロギング間隔（最小5ms）とロギング点数を設定することが可能です。結果は表だけでな
くやチャートでも確認することができます。

DC 電圧

AC 電圧
真の RMS
DC 電流

抵抗

周波数
キャパシタンス

536533¥74,000
5½桁 (200,000カウント )
測定レンジ
確度± ( 読値の % ＋レンジの %)200.000mV
2.00000V
20.0000V
0.015%+0.004%
200.000V
1000.0V
1.5%+0.10%(20Hz-45Hz)
0.2%+0.05%(45Hz-10kHz)
200mV–750V
1.0%+0.05%(10kHz-50kHz)
3.0%+0.05%(50kHz-100kHz)
200.000µA
0.055%+0.005%
2.00000mA
20.0000mA
0.095%+0.020%
200.000mA
0.070%+0.008%
2.00000A
0.170%+0.020%
10.0000A
0.250%+0.010%
1.5%+0.10%(20Hz-45Hz)
20mA-10A
0.5%+0.10%(45Hz-2kHz)
2.5%+0.20%(2kHz-10kHz)
200.000Ω
0.030%+0.005%
2.00000k Ω
20.0000k Ω
0.020%+0.003%
200.000k Ω
2.00000M Ω
0.040%+0.004%
10.0000M Ω
0.250%+0.003%
100.00M Ω
1.75%+0.004%
AC 電圧 :20Hz-200kHz
0.01%+0.003%
AC 電圧 :200kHz-1MHz
0.01%+0.006%
AC 電流 :20Hz-10kHz
0.01%+0.003%
2.000nF
3%+1.0%20.00nF-200.0µF
1%+0.5%
10000µF
2%+0.5%

プログラマブル直流電源

ダイオードテスト
寸法 ( 幅×奥行×高さ )重量
温度
インターフェース
導通テスト

XDM3051

デジタル・マルチメータ

AC 電流
真の RMS

536532¥57,000
4½桁 (60,000カウント )
測定レンジ
確度± ( 読値の % ＋レンジの %)600.00mV
6.0000V
60.000V
0.02%+0.01%
600.00V
1000.0V
2%+0.10%(20Hz-45Hz)
0.2%+0.06%(45Hz-10kHz)
600mV–750V
1.0%+0.06%(10kHz-50kHz)
3.0%+0.08%(50kHz-100kHz)
600.00µA
0.06%+0.02%
6.0000mA
60.000mA
0.1%+0.05%
600.00mA
0.2%+0.02%
6.0000A
0.2%+0.05%
10.000A
0.25%+0.05%
2%+0.10%(20Hz-45Hz)
60mA-10A
0.5%+0.10%(45Hz-2kHz)
2.5%+0.20%(2kHz-10kHz)
600.00Ω
0.040%+0.01%
6.0000k Ω
0.030%+0.01%
60.000k Ω
600.00k Ω
0.040%+0.01%
6.0000M Ω
0.120%+0.03%
60.000M Ω
0.90%+0.03%
100.00M Ω
1.75%+0.03%
AC 電圧 :20Hz-200kHz
0.01%+0.003%
AC 電圧 :200kHz-1MHz
0.01%+0.006%
AC 電流 :20Hz-10kHz
0.01%+0.003%
2.000nF
3%+1.0%20.00nF-200.0µF
1%+0.5%
10000µF
2%+0.5%

ファンクション・ジェネレータ

XDM3041型式
商品コード価格 ( 税抜 )分解能

スペクトラム・アナライザ

トレンド表示とヒストグラム表示〇
235×295×110mm
約3.1kg
B/E/J/K/N/R/S/Ttype 熱電対、PT100/PT385RTD
USB デバイス、USB ホスト、LAN、RS232
しきい値調整可能

付属品

電源コード

CD ROM

クイック・ガイド USB ケーブルヒューズ

テスト・リード ワニ口クリップ

21

プログラマブル直流電源
SPE シリーズ
デジタル・オシロスコープ

小型軽量、1チャンネル、プログラマブル直流電源
特徴● チャンネル数： 1● 最大出力 : 150W 〜300W● 出力分解能 : 10mV/1mA● シーケンス出力 : 10ステップ● 2.8インチ LCD● モバイル・デバイスを充電可能な USB チャージ専用ポート● SCPI コマンド対応

スペクトラム・アナライザ

2.8インチ LCD

出力セッティング

出力 ON/OFF ボタン

SCPI コマンド対応

2.8インチ LCD には電流電圧はもちろん
多様な項目をを一目で確認することができます。

4種類のセッティングを内部メモリに記憶することができます。

独立した出力の On/Off ボタン制御で、回路を保護します。長押しで起動後5秒後の出力電圧 / 電流を自動設定します。

SCPI コマンドに対応しているので PC からリモート制御が可能です。

ファンクション・ジェネレータ
デジタル・マルチメータ
プログラマブル直流電源

電圧
電流
最大出力
負荷レギュレーション
電圧
電流
ラインレギュレーショ
電圧
ン
電流
設定分解能
電圧
電流
リードバック分解能
電圧
電流
出力確度
電圧
電流
リードバック確度
電圧
電流
リプル / ノイズ
電圧 (Vp-p)
電圧 (rms)
電流 (rms)
出力温度係数電圧(0℃ -40℃ )電流
リードバック温度係数
電圧
電流
過渡応答時間 (50%-100% 定格負荷 )
設定保存
動作温度
インターフェース
ディスプレイ
寸法 ( 幅×奥行×高さ )
重量536494¥16,000
0-30V
5A
150W

クイック・ガイド USB ケーブル

SPE3102536495¥17,000
0-30V
10A
200W

≦0.1% ±20mV≦0.1% ±20mV≦30mVp-p≦3mVrms

付属品

電源コード

22

SPE3051型式
商品コード価格 ( 税抜 )出力定格(0℃ -40℃ )ヒューズ

SPE6102536498¥17,000
0-60V
10A
200W

SPE6053
536497¥18,000
0-60V
5A
300W

SPE3103536496¥18,000
0-30V
10A
300W

≦30mV
≦20mA
≦30mV
≦20mA
10mV
1mA
10mV
1mA
≦0.1% ±30mV≦0.1% ±20mV≦0.05% ±10mA≦0.1% ±30mV≦0.1% ±20mV≦0.1% ±10mA≦50mVp-p≦30mVp-p≦5mVrms≦3mVrms≦30mAp-p100ppm/℃
200ppm/℃
100ppm/℃
200ppm/℃≦1.0ms
4グループ
0-40℃
USB
2.8インチ LCD
82×226×142mm
約1.5kg

SPE6103536499¥20,000
0-60V
10A
300W

≦0.1% ±30mV≦0.1% ±30mV≦50mVp-p≦5mVrms

プログラマブル直流電源
ODP シリーズ
デジタル・オシロスコープ

マルチ・チャンネル プログラマブル直流電源
特徴● 2チャンネル（OPD3122、OPD6062）、3チャンネル（OPD3033、OPD3063、OPD6033）● センス入力（2チャンネル・モデルの CH1のみ）● 最大出力 : 378W
● 出力設定分解能 : 1mV/1mA● シーケンス出力 : 100ステップ（2チャンネルモデルは CH1のみ、3チャンネルモデルは CH1、CH2のみ）● データ・ロギング機能● SCPI コマンド対応
シーケンス出力

出力電圧 / 電流を計測した結果をリストやグラフで表示します。

100ステップのシーケンスを出力することができるので、電源変動を作成してシミュレー
トすることができます。シーケンスは電源本体または PC ソフトウェアで作成できます。

536459¥77,000

負荷レギュレーション
ラインレギュレーショ
ン
設定分解能
リードバック分解能

リードバック確度(25℃±5℃ )リプル / ノイズ
シーケンス出力
データ・ロギング
動作温度
インターフェース
ディスプレイ
寸法 ( 幅×奥行×高さ )重量

2

ODP3033
536457¥55,000

378W
0-60V/0-6A
0-6V/0-3A-

ODP3063536458¥69,000
3378W
0-30V/0-6A
0-30V/0-6A
0-6V/0-3A

ODP6033
536460¥71,000

198W
378W
0-30V/0-3A
0-60V/0-3A
0-30V/0-3A
0-60V/0-3A
0-6V/0-3A
0-6V/0-3A≦0.01%+3mV≦0.01%+3mA≦0.01%+3mV≦0.01%+3mA
1mV
1mA
1mV
1mA
≦0.03%+10mV
CH1: ≦0.1%+8mA、CH2: ≦0.1%+5mA
CH1、2：≦0.1%+8mA；CH3：≦0.1%+5mA≦0.03%+10mV
CH1: ≦0.1%+8mA、CH2: ≦0.1%+5mA
CH1、2：≦0.1%+8mA；CH3：≦0.1%+5mA≦1mVrms
CH1: ≦5mArms、CH2: ≦4mArms
CH1、2: ≦5mArms、CH3: ≦4mArms
100
最小1秒
10k ポイント ( 電圧、電流、電力 )0-40℃
USB ホスト、USB デバイス、RS232、LAN4インチカラー LCD、480×320ピクセル
250×358×158mm
約12.0kg
約9.8kg約12.0kg

プログラマブル直流電源

付属品

電源コード

536461¥77,000

デジタル・マルチメータ

出力確度(25℃±5℃ )

CH1
CH2
CH3
電圧
電流
電圧
電流
電圧
電流
電圧
電流
電圧
電流
電圧
電流
電圧
電流
ステップ
ステップ幅

378W
0-30V/0-12A
0-6V/0-3A-

ODP6062

ファンクション・ジェネレータ

ODP3122型式
商品コード価格 ( 税抜 )チャンネル数
最大出力
出力範囲

スペクトラム・アナライザ

データロギング機能

オプション・アクセサリ

CD ROM

クイック・ガイド USB ケーブルヒューズ

バナナ-ワニ口テスト・リード

23デジタル・オシロスコープ
スペクトラム・アナライザ

ファンクション・ジェネレータ
デジタル・マルチメータ

製品総合カタログ

プログラマブル直流電源

Q&A
Q 購入前にデモ機などを借用することは可能でしょうか？
弊社では、本カタログに掲載している計測機器の大半をデモ機として準備しています。ご検討中の機器がございましたら、お気軽にご相談ください。なお、デモ機が貸出中の場合もございます。あらかじめご了承ください。

Q できるだけ早く使いたいのですが、貴社に在庫はありますか？
弊社では多くの製品について在庫を行っています。但し、昨今の部品不足などで在庫が不足しているケースもありますので、大変お手数ですが納期をお急ぎの場合はお問い合わせをお願いいたします。

注意

本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。
ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

◦仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。◦製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。◦価格には、消費税が含まれておりません。
◦記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「Ⓡ」は記載しておりません。

お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

Cat.No: C1146C

本 社 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエア Y棟36階
お客様総合サービスセンター

ヤマト科学ウェブサイト

受付時間 9:00〜12:00、13:00〜17:00 土日祝除く

メールでのお問い合わせは、ヤマト科学ウェブサイトより受付しております

0120-405-525 www.yamato-net.co.jp＜国内営業・サービス拠点＞
札 幌 (011)204-6780 仙 台 (022)216-5701 前 橋 (027)280-4650
東 京 (03)5827-3525 東京西 (042)352-3211 川 崎 (044)540-3751
静 岡 (054)653-0510 名古屋 (052)202-3051 北 陸 (076)443-8603
山 口 (083)974-4760 福 岡 (092)263-7550
Copyright© Yamato Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved.

＜海外拠点＞筑 波 (029)852-3411
横 浜 (045)828-1631
京 滋 (075)343-7201

北関東 (048)642-2569
厚 木 (046)224-6911
関 西 (06)6101-3112

千 葉 (043)241-7085
長 野 (026)291-6001
広 島 (082)221-0921

サンフランシスコ
北 京
東 莞

重 慶
広 州
ケルン

上
西

海
安

このカタログの記載内容は2024年5月現在のものです。