包装・価格

歯科用根管充填シーラ

歯科用根管充填シーラ

スーパーボンド 根充シーラー（管理医療機器）®

スーパーボンド 根充シーラー®

医療機器承認番号 21400BZZ00187000

歯面処理材

アクセル （管理医療機器）®

医療機器認証番号 21700BZZ00037000

標準価格 ￥31,000
モノマー液
キャタリストV
シーラー粉材
表面処理材グリーン
ダッペンディッシュ（S）
プラスチックダッペン
スポンジ（L・S）
シーラースプーン
ディスポ用筆柄（曲）ディスポチップ シーラー（グレー）
スパチュラ
アクセル

10mL
0.7mL
7g
5mL×21個10個1箱1本1本10本×21本
10mL

単品

密着から接着へ
シーラー粉材7g ￥3,600

ダッペンディッシュ（S）￥3,100シーラースプーン￥350

アクセル
10mL ￥2,400

ディスポチップ シーラー（グレー）
10本 ￥1,000●その他製品は「スーパーボンド」共通単品とし、販売しています。

関連製品

ダッペンディッシュをセットダッペンディッシュ冷却器

歯科用注入器具

ミキシングステーション ＜クール＆ドライ＞

スーパーボンド マイクロシリンジ（一般医療機器）

標準価格 ￥6,000

医療機器届出番号 25B2X00005000003

標準価格 ￥10,800■ご使用に際しては、必ず添付文書等をお読みの上、正しくお使いください。 ■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。 ■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。 ■標準価格・表示記載は2023年4月3日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

■製造販売

スーパーボンド根充シーラーの情報がご覧いただけます。
www.sunmedical.co.jp■発売（医療従事者様専用）

サ ンメ ディカ ル

検索

スマートフォンからのアクセス
はコチラ →

E001-01

スーパーボンド 根充シーラー とは®

特長2 軽度な被包化程度「スーパーボンド根充シーラー」は、ユージノール系に比較してラット背部皮下組織の被包化程度は軽度で、良好な生体親和性を示します。

「スーパーボンド根充シーラー」はスーパーボンドの優れた口腔内組織親和性を活かし、従来の密着封鎖から接着封鎖を実現した根管充填材です。

■被包化程度

物体を取り囲む被包化の程度は、物体の組織刺激性と比例し、生体親和性とは反比例する。
すなわち、被包化されないほど生体親和性があることになる。

経過時間

特長1 接着封鎖性の実現

成績※0「スーパーボンド根充シーラー」は、歯質に良質な樹脂含浸層を形成するとともに、象牙細管内にレジンタグを形成して接着し、３３ＭPａの接着強さを示します。
このように根管壁へ強固に接着して辺縁封鎖性に優れ、またガッタパーチャポイントともよくなじむ、優れたシーラーです。

1（％）※【成績数値】
0 = 認められない
スーパーボンド
スーパーボンド
スーパーボンド
ユージノール系
ユージノール系
ユージノール系
1 = 軽度根充シーラー
根充シーラー
根充シーラー
2 = 中程度
100
100
10000
3 = 著明
3日

1週間

4週間

0070055020020604575

300040025・背部皮下組織の反応（ラット）『日本歯科保存学雑誌』第46巻 第5号 690-706、2003より歯質と「スーパーボンド根充シーラー」の界面歯質

歯質

スーパーボンド根充シーラー

ガッタパーチャポイント

スーパーボンド根充シーラー「スーパーボンド根充シーラー」とガッタパーチャポイントの界面樹脂含浸層

スーパーボンド根充シーラー

レジンタグ

ガッタパーチャポイント

特長3 経過良好例99％の臨床成績
6ヶ月〜4.5年の経過観察期間において、473症例中、468症例で経過良好との臨床成績を示しています。

■根充後症例内容
経過観察期間 ※1

接合界面

6〜12ヶ月 1〜1.5年 1.5〜2年

観察症例数（感染症例 / 抜髄症例）

良好

抜去歯の根管に「スーパーボンド根充シーラー」と「ガッタパーチャポイント」
を充填した根尖部のカット写真

臨床結果

2〜3年

3〜4年

4〜4.5年

合計※1 根充してからの期間

3154735468

・デンタル上の透過像の拡大が認められた。
・シーラー以外の要因が考えられる。

1791379427

177

136

94

25（131 / 48）（89 / 48） （54 / 40） （19 / 8） （9 / 22）(感染 / 抜髄) （129 / 48）（88 / 48） （54 / 40） （17 / 8）

症状あり
※2

(感染/ 抜髄)2（2 / 0）1（1 / 0）0（0 / 0）2（2 / 0）31（9 / 22）0（0 / 0）（1 / 4）（1 / 4）0（0 / 0）※2【臨床結果の詳細】

5症例写真
■症例1

■症例2

術前 34歳 女性 2

セメント質肥大のため、 可能なところまで拡大・ 根尖病巣は徐々に縮小
根尖まで穿通するのは 洗浄を行い、シーラーの に向かっている。自覚難しそうである。
浸透性に期待すること 症状も全くない。にした。

根管が湿潤の状況下でも接着封鎖可能

術前 57歳 女性 6根管は完全乾燥が困難です。
「スーパーボンド根充シーラー」は根管が湿潤の状況下でも接着封鎖します。

■乾燥状態

■湿潤状態

接着強さ：33.4MPa

接着強さ：31.4MPa
歯質

スーパーボンド
根充シーラー

歯質

歯質

樹脂含浸層

スーパーボンド
根充シーラー

レジンタグ

スーパーボンド
根充シーラー

樹脂含浸層

スリーウェイシリンジで乾燥し、さらにペーパーポイントで完全乾燥確認後、「スーパーボンド根充シーラー」を充填した根尖部のカット写真

スーパーボンド
根充シーラー

根充直後

根充後 2年5ヶ月

広範な根尖病巣がみ 治癒に向かっている 再発は全くみとめらとめられる。歯槽膿瘍 が、後はシーラーの性 れない。骨 梁 構 造も併発していた。
能が問われるところで も明確化してきた。
ある。

レジンタグ
歯質

ペーパーポイントのみで乾燥後（表面は湿潤状態）、「スーパーボンド根充シーラー」を充填した根尖部のカット写真

根充直後（香川県開業根充後 9ヶ月真鍋 顕先生ご提供）●「スーパーボンド根充シーラー」の除去性についてとガッタパーチャポイント（ＧＰ）を用いて根管充填後の「スーパーボンド根充シーラー」を用いた症例における再根管治療 「スーパーボンド根充シーラー」
再治療を想定し、Ｎｉ
Ｔｉロータリーファイルで除去を行った研究では、再穿通までに要したについては、臨床にて広く用いられている従来のガッタパーチャを従来の根管充填材（キャナルスＮ＋ＧＰ）と比べて、いずれもほぼ130秒で変わら用いた根管充填法と同様に、溶解材や熱を加えることによって、 時間は、充填されたガッタパーチャポイントを除去することで容易に可能である。 ない結果であった※。
しかし、
Ｎｉ
Ｔ
ｉロータリーファイルの破断に十分配慮する必要がある。
「スーパーボンド根充シーラー」そのものの硬度は象牙質と同等か （※ 30度の湾曲を有する透明レジン製規格根管模型（Ｚｉｐｐｅｒｅｒ社）
を♯30（06テーパー）まで形成した後、柔らかい程度であり、それらを用いた後に、ファイルにて歯質同様にそれぞれの根管充填材を単一ポイント法で根管充填し、37℃で1週間保管後、Ｋ3（ＳｙｂｒｏｎＥｎｄｏ社）を用いて、クラウンダウン法（300ｒｐｍ）で除去を行い、♯30が作業長に達するまでの時間を計測した。
）切削除去が可能である。
（倉敷市開業 逸見 浩史先生）（新潟大学大学院医歯学総合研究科 興地 隆史教授）

■製品内容使用方法 以下の操作は、接着阻害因子である口腔内の湿度を遮断するため、ラバーダム防湿下で行う。
冷却ダッペンディッシュ（S）の準備
予め「ミキシングステーション」を冷凍庫で8時間以上、「ダッペンディッシュ（S）」を冷蔵庫で1時間以上冷却しておく。

⑨⑥

根管充填の前準備・根管が5〜7％テーパーのフレアー状に形成されていることを確認する（5〜6％テーパーのファイルを使用）
。

冷凍庫
冷蔵庫

②

ミキシングステーション

ダッペンディッシュ（S）

・根管洗浄にNaClOの使用は可能（NaClOの接着阻害はアクセルの塗布により回復する）。

表1 操作可能時間
ダッペンディッシュ（S）の温度

4℃

8℃

23℃

・アクセサリーポイントは4％テーパーのガッタパーチャポイントを用いると効率的である。

ミキシングステーション有り

無し

無し

スラリー状

28分

5.5分

2分

ゾル状

17分

3.5分

4分

45分

9分

※26分

（液状）

アクセル
塗布・乾燥

（ゆるいドロ状）

塗布5〜10秒経過後 乾燥

操作可能時間※1（スラリー ＋ ゾル）

予め「ミキシングステーション」を冷凍庫で8時間以上、「ダッペンディッシュ（S）」を冷蔵庫で1時間以上冷却してください。

表2 採取比表面処理材グリーン
塗布・水洗・乾燥

モノマー液 キャタリストV

塗布5〜10秒経過後 水洗・乾燥
シリンジまたは筆等で根管内に「 表 面 処 理材グリーン」を移送。

根尖孔に適合するファイルを反時計方向に回転させ、根尖まで塗布。

5〜10秒後に滅菌水で水洗。

4滴1滴

大カップ 1杯

3滴

1滴

小カップ 1杯⑫⑤

シーラーの液材として使用します。
主成分にＭＭＡ/4-ＭＥＴＡを使用しています。4-METAは、拡散促進モノマーで歯質に高い接着性を示すとともに、良質な樹脂含浸象牙質の形成に威力を発揮します。

②キャタリストV【スーパーボンド共通単品】
シーラーの重合開始材として使用します。
主成分にＴＢＢを使用しています。この開始材は少量の水や酸素が存在した方が、重合速度が大きくなる傾向があり、完全乾燥が困難な根管内で安定した接着性を示します。

ペーパーポイント等で乾燥。

「スーパーボンド根充シーラ−」（SBS）とガッタパーチャポイント（GP）による根管充填直後、仮封を施さず、メチレンブルーに7日間浸漬した抜去歯割断面※筆積法では使用できません。

シーラーの調製

シーラー粉材（シーラースプーン）③シーラー粉材
キャタリストV・モノマー液と混ぜ使用します。
ＰＭＭＡと酸化ジルコニウムが主成分です。
アルミ当量470%のＸ線造影性を有します。

モノマー液
キャタリストV

モノマー液、キャタリストVの採取
粉材を活性化液に投入、混和④表面処理材グリーン【スーパーボンド共通単品】

4：1

冷凍庫で冷却した「ミキシングステーション」に冷蔵庫で冷却した「ダッペンディッシュ（S）」をセット。

「ダッペンディッシュ（S）」にモノマー液、キャタリス
トV、シーラー粉材の順番に採取。採取比は右記「表2」をご参照ください。

スパチュラまたは筆で混和し、シーラー混和泥を作る。操作可能時間
は右記「表1」をご参照ください。

SBSがスラリー状を保つ間にGPを挿入した場合。歯冠側、根尖側共に封鎖性は良好。

SBSがゲル状になってからGPを挿入した場合。歯冠側、根尖側共に封鎖性は低下する。

根管壁に付着したスメア層除去に使用します。
主成分に10%クエン酸/3%塩化第二鉄を使用し、クエン酸の働きによりスメア層を除去するとともに、塩化第二鉄の働きにより脱灰象牙質のコラーゲン変性を抑えます。

⑤ダッペンディッシュ（S）

根管充填シーラーの混和に使用します。
シーラーの混和は低温度で行いますので、温度保持性に優れた、陶器を使用しています。

■移送等の関連器具

シーラー混和泥を筆等で充填（ガッタパーチャポイントの併用）⑥プラスチックダッペン
根 管 内にスラリー状（ 液 状 ）のシーラー混和泥を移送。

※ご使用に際しては、必ず添付文書等をお読みの上、正しくお使いください。

マスターポイントを2、3回上下させながら挿入し、根尖に適合させる。
その後、シーラーがスラリー状を保つ間に、できるだけ多くのアクセサリーポイントを挿入する。
スプレッダーによる加圧は必要としない。
複根管歯では１根管ずつシーラー混和泥を移送し、１根管ずつ1分以内を目安に充填を完了してください。

【スーパーボンド共通単品】

ディスポチップシーラー（グレー）スーパーボンド
マイクロシリンジ

レンツロ（市販品）③④①モノマー液 【スーパーボンド共通単品】※1 混和開始後、糸引きが起こるまでの時間※2 冷却したダッペンディッシュ（S）を室温下で操作した場合5〜10秒後にペーパーポイン
ト等で乾燥。

根尖孔に適合するファイルを反時計方向に回転させ、根尖まで塗布。

⑧⑪（モノマー液 4滴／キャタリストV 1滴／シーラー粉材 大カップ1杯）

・マスターポイントは2％テーパーのガッタパーチャポイント
（ISO規格）を用いると、根尖部1mmの適合状態が把握しやすい。

シリンジまたは筆等で根管内に「アクセル」を移送。

⑩

アクセル、表面処理材グリーンの採取に使用します。

①④⑦⑦スポンジ（L・S）【スーパーボンド共通単品】

アクセル、表面処理材グリーンの塗布に使用します。

⑧シーラースプーン
シーラー粉材を計量するための専用スプーンです。
症例に応じてモノマー液滴数３滴用と４滴用を使い分けます。

⑨ディスポ用筆柄（曲）【スーパーボンド共通単品】

ディスポチップを取り付け使用します。
角度を保たせ根管への作業をスムーズにしました。
また、アルミ合金を採用していますので、オートクレーブ殺菌も可能です。

⑩ディスポチップ シーラー（グレー）アクセル、表面処理材グリーンの塗布及びシーラーの移送に使用します。

⑪スパチュラ【ケミエースⅡ共通単品】

シーラーの混和に使用します。

⑫アクセル
根管の前処理材（清掃）として使用します。
主成分にエタノール水溶液と芳香族スルフィン酸塩を使用し、根管内に付着し水洗だけでは取り除くことが困難なNaOClなどの接着阻害因子を除去することが可能です。