エアバス
TK-50 US
TK-105 US
TK-190 US
TK-300 US

３６５日２４時間非常に安定した温度環境用の洗練されたソリューション:• 便利な前面アクセス – ケーブルとプローブは側面アクセス• ドライ、クリーン、安定、静かな標準抵抗の保管• 数ヶ月以上に及び温度を 10mK 以内に保ちます• 温度係数のチェックに最適• ペルチェ駆動技術• カスケード PID 制御

Kambic d.o.o. Metliska cesta 16; 8333 Semic ; Slovenia - EU
www.kambicmetrology.com
info@kambicmetrology.com

ユーザーフレンドリーなタッチスクリーンインタ
ーフェイス 、履歴グラフ、高度な設定オプション、通信ポート RS-232,
USB 又は Ethernet

扉開き警告用スイッチ

全ての外装はメッキ上に粉体塗装した
スチール
RAL7035

側面はソフトなシリコンシール
5 面二重ステンレス製
チャンパーなので、チャンバー内は極めて均一な温度環境

2 x アクセスポートØ 50 mm
高性能の断熱材を全面的に採用

高さ調整可能なステンレス製棚

キー付き扉調整可能な2点クロージングラッチ

内部空気循環用ファン

Kambic d.o.o. Metliska cesta 16; 8333 Semic ; Slovenia - EU
www.kambicmetrology.com
info@kambicmetrology.com

コントローラー機能:

実際に測定した
バス内の液体温度

LCD
静電容量タッチ
ディスプレイ
電源スイッチディスプレイ

温度設定
ポイント
温度コントロール開始

サーモ
エレクトリック
ブロックデータ
Thermoelectric
block data

温度コントロール終了

ロック/アンロック画面

工場 / 高度なユーザー設定へのアクセスインフォメーション
画面へのアクセス
履歴グラフへのアクセス+ 23 °C でのバス温度安定グラフ:

Temp.
stability± 0.004 °C

Kambic d.o.o. Metliska cesta 16; 8333 Semic ; Slovenia - EU
www.kambicmetrology.com
info@kambicmetrology.com

技術データ:
TK-50 US

TK-105 US

705 x 865 x 640

705 x 1130 x 700

400 x 375 x 350

400 x 640 x 410~ 53+ 15 …+ 50
0.001
0.01
± 0.005 @ 23 °C± 0.01 @ 23 °C± 0.05 @ 15 °C± 0.10 @ 35 °C~ 80 min(+ 15 °C …+ 50 °C)~ 80 min(+ 50 °C …+ 15 °C)
Cascade PID
230 V 50/60 HZ (± 10 %)200RS 232
(USB or Ethernet as option)
22 x Ø 50 mm~ 79~ 105
+ 15 …+ 50
0.001
0.01
± 0.005 @ 23 °C± 0.01 @ 23 °C± 0.05 @ 15 °C± 0.10 @ 35 °C~ 110 min(+ 15 °C …+ 50 °C)~ 110 min(+ 50 °C …+ 15 °C)
Cascade PID
230 V 50/60 HZ (± 10 %)250
RS 232(USB or Ethernet as option)
22 x Ø 50 mm
~ 112

外形サイズ
(WxHxD) mm 単位
内部サイズ(WxHxD) mm 単位
容積 (L)
温度範囲 (°C)
温度表示分解能 (°C)
温度設定分解能 (°C)
温度安定度 (°C)
温度均一度 (°C)

加熱速度
冷却速度
温度コントロール
電源
消費電力 (W)
インターフェイス
棚
アクセスポート
重量 (kg)*特性は全て温度環境 (Tambient = 22 °C ± 3 °C)での値*アクセサリーは特性に影響を与えることがあります。

Kambic d.o.o. Metliska cesta 16; 8333 Semic ; Slovenia - EUwww.kambicmetrology.com
info@kambicmetrology.com

外形サイズ(WxHxD) mm 単位
内部サイズ(WxHxD) mm 単位
容積 (L)
温度範囲 (°C)
温度表示分解能 (°C)
温度設定分解能 (°C)
温度安定度 (°C)
温度均一度 (°C)

加熱速度
冷却速度
温度コントロール
電源
消費電力 (W)
インターフェイス
棚
アクセスポート
重量 (kg)

TK-190 US

TK-300 US

875 x 1300 x 700

905 x 1490 x 800

570 x 810 x 410

601 x 1000 x 500~ 190+ 15 … + 50
0.001
0.01
± 0.005 @ 23 °C± 0.02 @ 23 °C± 0.08 @ 15 °C± 0.20 @ 35 °C~ 145 min(+ 15 °C …+5 °C)~ 160 min(+ 50 °C …+ 15° C)
Cascade PID
230 V 50/60 HZ (± 10 %)250
RS 232(USB or Ethernet as option)
22 x Ø 50 mm~ 150~ 300+ 18 … + 35 °C
0.001°C
0.01± 0.005 @ 23 °C± 0.04 @ 23 °C± 0.10 @ 18 °C± 0.25 @ 35 °C~ 120 min(+ 18 °C …+ 35 °C)~ 120 min(+ 35 °C …+ 18 °C)
Cascade PID
230 V 50/60 HZ (± 10 %)250
RS 232(USB or Ethernet as option)
22 x Ø 50 mm~ 210*特性は全て温度環境 (Tambient = 22 °C ± 3 °C) での値*アクセサリーは特性に影響を与えることがあります。

Kambic d.o.o. Metliska cesta 16; 8333 Semic ; Slovenia - EU
www.kambicmetrology.com
info@kambicmetrology.com

本体・アクセサリーの品番:
内容
Air bath TK-50 US
Air bath TK-105 US
Air bath TK-190 US
Air bath TK-300 US
USB interface
Ethernet interface
Shelve TK-50 US
Shelve TK-105 US
Shelve TK-190 US
Shelve TK-300 US
Access Port w. Plug Ø 50 mm
Password protection
Evaluation report
Evaluation report (Accredited ISO/IEC 17025:2017)
TK-Tool (Monitoring and data collection software)
Trolley for TK-50 US
Trolley for TK-105 US
Trolley for TK-190 US
Trolley for TK-300 US

パーツ番号1778
1721
17222640
1466
1716
1779
1725
1727
1780
608
1718
1719
1777
104
1781
2611
2612
1782

Kambic d.o.o. Metliska cesta 16; 8333 Semic ; Slovenia - EU
www.kambicmetrology.com
info@kambicmetrology.com

Kambic d.o.o. Metliska cesta 16; 8333 Semic ; Slovenia - EU
www.kambicmetrology.com
info@kambicmetrology.com

Kambic d.o.o. Metliska cesta 16; 8333 Semic ; Slovenia - EU
www.kambicmetrology.com
info@kambicmetrology.com