Series 7334

AC/DC標準抵抗器

AC/DC Resistance Standards

校正機関用高安定標準抵抗器
VeryHigh Stability Calibration Laboratory Standards
Guildlineの7334シリーズ標準抵抗器は校正機関用の高安定なuildline 7334 series of Resistance Standards are designed
標準抵抗器として設計され、気中での高精度抵抗値校正に温度
as very high stability calibration laboratory standards for
度管理用のバスは不要です。また、交流、直流のいずれの応用
high accuracy resistance calibration in air, without the need forにも適しています。

Gstabilization in a temperature controlled bath. These standards
are suitable for both AC and DC applications.

7334シリーズ標準抵抗器は実用標準、あるいは高信頼で堅牢
They can be used as working standards or highly reliable andなポータブル仲介器としても使用できます。
標準的な標準rugged transportable transfer standards. They
are extremely

器として抵抗値の校正と温度測定の応用に使用する他
useful for the calibration of resistance ranges of multi-function
calibrators and high accuracy DVMs, as well as being used inにもマルチファンクションキャリブレータや高精度Ｄ
more classical standards and calibration in resistance andＶＭの抵抗値校正に極めて役に立ちます。
temperature measurements.
最大電圧の3倍の電圧が加えられてもヒステリシス誤差
Hysteresis
error, is typically better than negligible to 0.1 ppm
は通常0.1ppm程度の無視できる範囲で、0℃は 40℃の
whenstressed at three times the maximum voltage,and less
温度サイクルにおいても0.3ppm以下です。
than0.3 ppm over a temperature cycle between 0 0C and 40 0C.
これらの標準抵抗器には金メッキされた５極のバイン
Connections
to these resistance standards are made via theディングポストで接続します。直流での測定では、金gold
plated 5-way binding posts. In DC measurement, these
メッキされたバインディングポストに金線、銅線、銀
gold
plated binding posts yield the lowest thermal EMF when
線で接続した場合が最も低いサーマル電磁場を生じまconnected
with gold, copper or silver.
す。

The 7334 Series Precision Resistance Standards
7334Aシリーズの精密標準抵抗器は１kヘルツまで最小限のAC/DC誤差をもつ真のAC/DC標準抵抗
are true AC/DC standards with minimal AC/DC器で、既定値及びカスタム抵抗値の多くのモデ
error up to1 kilo-Hertz, and are available in aルが利用できます。
wide range of off the shelf and custom values

7334 Features
モデル７３３４標準抵抗器の特色
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

AC/DC error < 0.8ppm at 1kHz
AC/DC誤差：1kHzにて0.8ppm未満
安定度：
0.8ppm未満/年
Stability < 0.5 ppm/year
温度係数：0.2ppm未満/℃
Temperature coefficient< 0.2 ppm/°C, oil or（オイル/エアバス不要）
airBaths
notrequired
抵抗値：１Ω 抗 １０kΩ
公称精度：
2ppm未満Resistance Range 1 Ω to 10k Ω
電圧ヒステリシス： 0.1ppm未満
Nominal Accuracy < 2 ppm
小型高耐久
VoltageNPLHysteresis< 0.1 ppm
NIST,
UKあるいはINMS/NRCCにトレーサブルな校正リポートを含む
Compact and ruggedized
ガード及びシールド対応
Report of Calibration traceable to NIST,
温度範囲：
１８℃ 抗 ２８℃
NPL UK or INMS/NRCC included
ご希望に合わせた特別抵抗値提供可
Guard and Shield compliant>

Operating Range 18 0C to 28 0C>

Special values available on request

>
>
>

>

抵抗器のインピーダンスは次の式で表わせます。
The
impedance of the resistor is expressed as:

Z(f) = R(f) · (1+j2πfτ)
Where R(f) is the real part of the impedance, f is the frequency
R(f)はインピーダンスの実数部で、fはHz単位の周波数、in Hz and τ is the time constant of the standard. Parameter R(0)τは標準器の時定数です。パラメータR(0)は直流通電時
is the resistance 7334シリーズ標準抵抗器は非常に平坦な周波
measured with DC energisation. The 7334の抵抗値です。
standards have very flat frequency response. The resistive
数特性をもっています。抵抗成分は実質的に周波数とは無関係
component is virtually independent of frequency, with far less
で、直流と1000HzとのAC/DC差は0.8ppm未満です。また7334
than0.8 ppm of AC/DC difference between DC and 1000Hz.
シリーズ標準抵抗器はほとんど純粋に抵抗成分であり時定数はThe7334
series of standards are almost purely resistive with
非常に小さな値になります。例えば、7334-100Ωの時定数の典
verysmalltime constant. For a 7334-100Ω, the time constant is
型的な値は10ns以下です。
typically less than 10ns.
AC/DC差は非常に小さいので、測定ノイズと比較し、ほとんどThe
AC/DC difference is so insignificant that it is almost
無視できる値です。Guildlineの7334シリーズ標準抵抗器は、
negligible,
when compared to measurement noise. A user can
安定した精密な標準を必要とする直流抵抗値の校正や交流温度
confidently
use the Guildline model 7334 for DC resistance
ブリッジの標準として、あるいは交流インピーダンス標準としcalibration,
as a reference with an AC temperature bridge, asて、等々のAC/DC計測のあらゆる分野で安心して利用できまanAC impedance standard, or elsewhere in AC/DC metrology
す。 calls for a stable, precision standard.
that
高度に専門化した応用に必要な0.25Ωや12.906Ωなどの特殊なSpecial
values such as 0.25Ω and 12.9064kΩ , are available for
値も利用できます。
highlyspecialized applications.

7334 標準抵抗器
Resistance Standards
シリーズSpecifications
仕様
7334 Series
Modelモデル

Nominal
公称値
Value（Ω）(Ω)

Nominal Initial
公称初期許容値
Tolerance(±ppm)(± ppm)（注１）(Note 1)

Calibration
校正不確かさUncertainty(±ppm)(± ppm)（注２）(Note 2)

Stability
安定度
12 Months
12か月
(ppm)
(ppm)

Temperature
温度係数
Coefficient(±ppm/℃)(±ppm/ºC)Max.
最大励起電流Excitation
（mA）
(mA)

AC/DC
1kHzでのdifference at
AC/DC差
1kHz
(ppm)
(ppm)

7334-17334-2.5
7334-107334-257334-100
7334-1k7334-10k

12.5
1025
100
1k
10k

2
22
2
222

1
1
1
1
1
1
1

1.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

1
1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

316
200
10064
32
10
3.2

<3<3<0.8<0.8<0.8<0.8<0.8

ご要望に応じた抵抗値の標準抵抗器もご提供できます。
Specialvalues available on request.
注: １．公称初期許容値(NominalInitialTolerance)は販売時点での平均抵抗値最大許容誤差です。
Note
1: Nominal initial tolerance
is definedas the maximum variation of resistance mean values as initially adjusted at the point of sale.
UK、NIST(米国標準技術研究所)により維持されている標準抵抗器を基準として校正され、包含係数k=2
to the unit of resistance as maintained by the National Research Council of Canada (NRC),
Note ２．気温21,23,25℃の気中環境で、カナダ国家研究院(NRC)、NPL
2: Calibrated under DC excitation, in air at 21, 23 and 25 0C referred
での合計不確かさを示しています。各抵抗器には測定値、不確かさを記載したトレーサブルな校正レポートが付いています。
National Physical Laboratory (NPL UK) or the National Institute of Standards and Technology (NIST), and expressed as a total uncertainty with a coverage
３．電圧ヒステリシス：
0.1ppm以下
factor of k = 2. A traceable
report of calibration stating the measured values and uncertainty is provided with each resistor.
40℃）
Note 3: 温度ヒステリシス：
Voltage hysteresis: 0.3ppm以下(0℃
negligible to < 0.1 ppm
Temperature hysteresis: < 0.3 ppm between 0 0C and 40 0C

Frequency Response of a 7334-100

Frequency Response of a 7334-10k1.5110.5

AC/DC 0.5Error0(ppm )AC/DCError 0(ppm )-0.5-0.5-1-1-1.5-1.50400800
Frequency (Hz)

1200

0400800
Frequency (Hz)1200

AC/DC error of a 7334-100Ω and a 7334-10kΩ, calibrated by National Physical Laboratory (NPL) of UK

Ordering
オーダー情報Information
7334-ohmic value
Resistance Standard
7334-抵抗値
標準抵抗器
TM7334
TechnicalManual (included)
TM7334
技術マニュアル（含む）
Certificate of Calibration (included)
校正証書（含む）
Report of Calibration (included)
校正レポート（含む）
6664A-12
Solid copper wire (SCW) lead pair with gold plated
6664A-12
金メッキバナナプラグ付2m純銅リード線ペア
banana plugs, 2m in length（SCW）

一般仕様 Specifications
General6664A-13 金メッキバナナプラグ付xm純銅リード線ペア（SCW）
SCW lead pair with gold plated banana, xm in length
6664A-13
73340-1 シルバーコート銅より線（４線）/ガード付2mテフロン
Teflon insulated lead with 4 stranded silver coated73340-1copper conductors and guard, trimmed ends, 2m in length
絶縁リード線
73340-2
Tefloninsulated lead with 4 stranded silver coated73340-2 シルバーコート銅より線（４線）/ガード付xmテフロン
copper conductors and guard, trimmed ends, xm in length
絶縁リード線Guildline is distributed by:Environment:
Operating環境
使用時：

18 0C to 28 0C< 70% RH, non-condensing

Storage
保管時：-20 0C to 60 0C< 90% RH, non-condensing

H97mm(3.8in)

H 88 mm (3.5 in)

W124mm(4.9in)

W 124 mm (4.9 in)

Guildline Instruments Limited

重量D79mm(3.1in)

D 79 mm (3.1 in)

Weight:1.1kg(2.4lbs)

0.6 kg (1.4 lbs)

P.O. Box 99
21 Gilroy Street
Smiths Falls, Ontario Canada K7A 4S9Phone: (613) 283-3000
FAX:(613) 283-6082
Web:www.guildline.ca

キ ー テ ク ノ 株 式 会 社〒101-0041

Dimensions:
大きさ30350.00.85 Rev. A Copyright © 2005.09.23 Guildline Instruments Limited. All rights reserved. Subject to change without notice.

東京都千代田区神田須田町 1-14-6
T e l : ０３－３２５１－３１６１
F a x : ０３－３２５１－３１６６
E-mail:keytechno@pop14.odn.ne.jp