Contents
p. 2Applic.
pp. 4-8

Selection
pp. 9-11

Products
pp. 12-87

GenRadproducts
pp. 50-87

電子ストロボスコープ

Index
p. 89

Electronic Stroboscope1542-B Strobotac® Stroboscope Series
The1542-B is an extremely easy to use and low
1542-Bはストロボ検査で使用が容易で安価な
cost
solution for Strobe-Inspection operations.
装置です。色々な場面におけるタイミングやIt
is ideal for timing and observing motion in a
可動物体を観測するのに理想的な製品です。
variety of situations.
機械の保守用For
machine maintenanceRealtime inspection of moving parts
可動部品のリアルタイム検査Printingpress applications
印刷機での応用
Motortroubleshooting
モーターのトラブルシューティングFor
stopping motion高速動作の静止観測等のストッピングモーション

Model 1542-B Stroboscope

Upto 3800 bright-white flashes per minute -to
回転速度40,000rpmの物体を観測できる3800フ
ラッシュ/分までの明るい白色光フラッシュ
observemotion as fast as 40,000 rpm
Wide-range
continuous flash-rate control
フラッシュレートは連続的に幅広いレンジで調整可
Low-cost,excellent OEM strobe
安価で優れたOEMストローブ
The Strobotac 1542-B has been tailored for convenient operation.
ストロボタック1542-Bは操作に便利なように作られてThis strobe was designed specifically for inspection applications
きました。特に検査用のストロボとして設計され、レand features simple pushbutton control with a single knob to control
ンジ切り替えスイッチ不要、フラッシュレートのコン
the flash rate - no range switching is ever necessary. This strobe
トロールは一つのノブを回すだけのシンプルな特色を
includes a unique electronically compensated output fro visuallyconstant image brightness (as the flash rate decreases, the light
持っています。このストローブは、フラッシュレート
intensity hand-held operation and includes a threaded hole forの変化に対応し、視覚的に一定なイメージ輝度を保つ
tripod mounting.
ための電子的出力補正、光強度のハンドヘルド操作、All components are industrial grade and the engineering is com三脚取付用のネジ穴など、ユニークな機能を備えていpletely thorough, including exacting environmental testing to ensure
ます。
reliable operation under extreme conditions.
構成部品の全ては工業用等級品が使用され、過酷な条件での信頼性のある動作を保証するための厳格な環境テスト等完全な技術力が総動員されています。

プッシュボタンによる簡単な操作
Simplepush-button operation
Compact,
light-weight, rugged
コンパクト、軽量、堅牢
The 1542-B - simple, economical. The 1542-B is as easy to operate1542-Bはシンプルで経済的です。1542-Bは拡張ラ
as an extension lamp but is considerably more useful. Plug in the
ンプを使用するのと同じ位容易に使用できますがattached power cord, push the On-Off button, point the light at the
はるかに役に立ちます。電源コードをプラグにさaction, and turn one knob until the visual image of the action slows
to the desired rate or stops. That's the sum total of the operation
し、オン･オフボタンを押し、光を目的の物体に向- plug, push, point, and turn!
け、動作している視覚イメージが目的のレートで動く、あるいは静止している状態になるようにツマミを回して調整する。プラグ、ボタン、ポイン
ト、ツマミ、これが操作の全てです。

オプションアクセサリーの光源取付台

IET LABS, INC. in the GenRad Tradition
534 Main Street, Westbury, NY 11590
76

便利な、ハンドヘルド、あるいはオプションの固定位置による操作

Electronic cat/1482/09-15-03
www.ietlabs.com
TEL: (516) 334-5959 • (800) 899-8438 • FAX: (516) 334-5988

Applic.
pp. 4-8

Contents
p. 2Selection
pp. 9-11

Products
pp. 12-87

GenRadproducts
pp. 50-87

Index
p. 89

Series 1542-B Electronic Stroboscope
SPECIFICATIONS
仕様FlashRate:
フラッシュレート:
External
Trigger:
外部トリガー:

180 to 3,800 flashes per minute, adjustable
over a single range by a 5-turn uncalibrated
control.
None.
なし

Trigger
Delay. None.
トリガー遅延:なし

0の位置で強度は1/2
Light
Output:Beam width
10° at ½ - intensity points.
光出力:
ビーム角度10Flashes perminute

Duration*(μs)

Energy**(watt-seconds)

Beam intensity***(candela)at 18040.25

6 x 106

at 3800

30.06

1 x 106*

Measured at 1/3 peak intensity; for 1538 with -P4 duration is 8 μs.

**

Electrical input to lamp, watt-seconds.

***

Measured with silicon photo detector 1 meter from lamp.

Features
特性
Environment:
環境:

Temperature:
温度:

0 to 50°C operating,-40° to +75°C storage.
湿度:
Humidity:
95% RH at +40°C (MIL
E-16400-44.5.4.6).
Vibration:
0.03 in from 10 to 55 Hz.
振動:Bench Handling:
Shock:
衝撃:

電源:Power:

105 to 125 V, 50 to 60 Hz, 9 W max.

構造: 成型プラスティックケース、ランプ保護プラスティック
Mechanical:
Molded plastic case with plastic face plate
toprotect lamp, diffused-finish and anodized-aluminumreflector, stanフェイス、陽極酸化アルミナ反射・拡散板、標準三脚取付用ネ
dard0.25 - 20 threaded hole for tipod monting.
ジ穴(0.25-20)
Dimensions:
大きさ:

4 in or 45° (MIL-810AVI).
50 g, 11 ms (MIL 202C205C).

Weight:重さ:

10.7 cm H x 10.7 cm W x 19.8 cm D
(4.2" x 4.2" x 7.8")
0.8 kg (1.8 lb.) net, 0.9 kg (2.1 lb.) shipping

オーダー情報ORDERING
INFORMATION
1542-9701 1542-B Strobotac Electronic Stroboscope
INCLUDES:
Calibration Certificate Traceable to NIST
Attached Power CordOPTIONAL ACCESSORIES:
Calibration Data
1530-9410 Replacement Flash Lamp for 1542-B
1542-9600 Arm, for 1542-B, to position light conveniently in permanentor semi-permanent installations

IET LABS, INC. in the GenRad Tradition
534 Main Street, Westbury, NY 11590

www.ietlabs.com
TEL: (516) 334-5959 • (800) 899-8438 • FAX: (516) 334-5988
77