ProductsSolutions

Services

Flüssigkeitsanalyse

Sicheres deionisiertes Wasser
für Kraftwerke undHalbleiterproduktion
Zuverlässige Online-Über­wachung niedriger TOC-Werte
mit dem Analysator CA78

Echtzeitübersicht über dieWasserqualität
CA78 für niedrige Messbereiche misst
kontinuierlich und bietet eine schnelle
Ansprechzeit (t90) von 50 Sekunden.
Das gibt Ihnen die Möglichkeit unmittelbar zu reagieren, falls die Qualität
Ihres Wassers sich verschlechtert. Siekönnen Ihr Produkt effektiv schützen, Produktverluste vermeiden unddie Produktionskosten reduzieren.

Hohe Zuverlässigkeit undVergleichbarkeit
Der Online-Analysator verwendet die
bewährte UV-Oxidation undDifferenz­­leitfähigkeitsmessung - dieetablierteste Methode für die Analyse
von TOC-Spuren im deionisierten oder
Reinstwasser.
Effiziente Wartung• Das modulare Design und die gute
Zugänglichkeit der Komponenten
sorgen für eine einfache Wartungund niedrige Betriebskosten.
• Das weltweite Service-Netz vonEndress+Hauser bietet Ihnen eine
komplette Betreuung der Messstellevon der Inbetriebnahme über denkompletten Lebenszyklus Ihrer
Anlage.
Perfekte Anpassung an Ihren
ProzessWählen Sie die Ausführung, die zu
Ihrem Prozess passt:• Hochpräzise für Wasser mit einer
Leitfähigkeit < 2 µS/cm

CA78: Gute Zugänglichkeit aller
Komponenten• Robust für Wasser mit einer Leitfähigkeit bis zu 10 µS/cm• Benötigen Sie mehrere TOCMessstellen, wählen Sie die optionale 3-Kanal-Konfiguration und reduzieren Sie Ihre Investitionskosten.

Flüssigkeitsanalyse in Kraftwerken & Energie - Alles aus einer HandWenn Sie die beste Instrumentierung in der Branche Kraftwerke
und Energie benötigen, bieten wir Ihnen Geräte, die eine effiziente
und zuverlässige Produktivität unterstützen. Im Bereich derFlüssigkeitsanalyse ergänzt der TOC-Analysator CA78 für niedrige
Messbereiche unsere Lösungen für kritische Parameter:• Konduktiver Leitfähigkeitssensor Memosens CLS15E• Kieselsäureanalysator Liquiline System CA80SI• Natriumanalysator CA76NAr• SWAS-Panel
Diese Geräte sind so zuverlässig und wartungsarm, dass Sie sie praktischvergessen können. Dank der Memosens-Technologie können Sie
vorausplanen und die Wartung schnell durchführen. So erhöhen Sie Ihre
Effizienz und vermeiden teure Anlagenstillstände.

Deutschland

Vertrieb

ServiceTechnische BürosÖsterreich

Schweiz

Endress+Hauser(Deutschland)
GmbH+Co. KG
Colmarer Straße 679576 Weil am Rhein
Fax 0800 EHFAXEN
Fax 0800 3432936
www.de.endress.com

Beratung
Information
Auftrag
Bestellung

Technischer Support
Vor-Ort-Service
Ersatzteile/Reparatur
Kalibrierung

Endress+HauserGmbH
Lehnergasse 41230 Wien

Endress+Hauser(Schweiz) AG
Kägenstraße 24153 ReinachTel 0800 EHVERTRIEB
Tel 0800 3483787
info@de.endress.com

Tel 0800 EHSERVICE
Tel 0800 3473784
service@de.endress.com

Hamburg
BerlinHannoverRatingenFrankfurt
Stuttgart
MünchenTel +43 1 880 560
Fax +43 1 880 56335
info@at.endress.com
www.at.endress.com

Tel +41 61 715 7575
Fax +41 61 715 2775
info@ch.endress.com
www.ch.endress.com

IN01239C/07/de/01.22

Genaue Überwachung Ihres deionisierten Wassers
Der Gehalt an gesamtem, organischem
Kohlenstoff (TOC) ist ein wichtiger
Qualitätsparameter bei der Herstellung und Verwendung von deionisiertem oder Reinstwasser. Eine hoher
TOC-Gehalt kann zu Schäden an den
Wasserreinigungssystemen führen
oder die geforderte Wasserqualität
beeinträchtigen. Der Online-Analysator CA78 bietet eine kontinuierliche,
präzise TOC-Überwachung und stellteine konsistent hohe Qualität desdeionisierten oder Reinstwassers fürIhre Produktionsprozesse sicher.
• Turbinen und andere teure Anlagenteile eines Kraftwerks werdengeschützt.
• Die erfolgreiche Herstellung vonHalbleitern wird unterstützt.
• Eine hohe Qualität von Körper­pflegeprodukten wird sichergestellt• Die Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln gesichert.