ＤＣＣブリッジ

高電流レンジエクステンダー

GUILDLINE INSTRUMENT 6623Aシリーズの高電流レンジエクステンダーは特許取得済みの新しい設計コンセプトによる、最もモジュラリティに富んだレンジエクステンダーです。６６２３Ａシリーズは３Ａから１００００Ａまでの出力電流が利用できるレンジエクステンダーのファミリーです。
広く愛用されているOne-Bridgeシステムの６６２２Ａシリーズ用に設計されたこの新しい６６２３Ａレンジ
エクステンダーはユニークで各ユーザーの負荷に適したソリューションを提供します。真のソリューションは現在及び将来の負荷に対して焦点を当てるだけではなく、今日益々厳しくなっている予算と投資効果の算定に対しても考慮を払っています。

６６２３Ａシリーズの特色
ユニークな特許取得の設計

６６２３Ａシリーズの高電流レンジエクステンダーは６６２２Ａブリッジの測定範囲とテスト電流出力能力を拡張します。測定の仕様は６６２２Ａブリッジとの共用で完全かつ包括的な仕様として提供されます。

10,000Aまでの直流電流
ローエンドレンジ： 0.1μΩまで
出力電流の安定度 <50 ppm、1000A以上でも典型値は <10 ppm

６６２３Ａシリーズは、外部スイッチ、エアーサプライ、外部電源を必要とせず最も範囲の広い拡張可能な出力電流を提供します。

6622Aシリーズブリッジ用にプログラムユニークなUSBプログラムコントロー
ラ(モデル66259)の使用でスタンドアローンの精密ＤＣ電流源として使用可
モジュラー方式、150Aの増分での拡張性により、投資に無駄がない電子制御された正負同じ大きさのテスト電流を内蔵
外部電源不要直線性: フルスケールの±0.01 ppm
安全（故障）保護機能
機械的反転スイッチ及び圧縮ガスの排除測定システム一式もあります。

６６２３Ａシリーズはモジュラーデザインになっているので、６６２２Ａブリッジと共に使用することにより、当面必要とされる構成の装置を現在の予算で購入し、将来より大きな電流対応が必要となった場合には１５０Ａ毎にエクステンダーを拡張すれば良く、当初の設備投資を無駄にする事は全くありません。
Guildlineが新しく開発した革新的な６６２３Ａシリーズの内部で使用されている電流源は高価な外部電源を購入する必要をなくし、エアーコンプレッサー、外部スイッチも不要なので、外部装置を使用する場合に必要となる厄介なプログラミングもいりません。１５０Ａモデ
ル用に開発された処理方法は３００Ａ、１０００Ａ、３０００Ａ、１０００Ａ、そして１５０Ａ増分でのそれらの中間モデルのいずれにも適用できます。

ブリッジエクステンダーによりＤＣＣブリッジはより大電流でより低い抵抗値（シャント）を測定する事が出来るようになります。
Guildlineの独自技術によりGuildline製品のユーザーはシャント測定能力の拡張において最高の品質と融通性を享受することができます。既存の多くのレンジエクステンダー製品とは異なり、
６６２３Ａシリーズはゼロから設計されました。この為、測定機能、サイズ、パワー処理等の改善だけではなく投資予算への考慮も払うことができました。例えば左の写真の６６２５Ａ測定シス
テムは単相の120VAC、15Aの電源で稼動し、高さ１メートル未満µのサイズで、300Aで１μΩから1000Vで１GΩまで測定できます。

６６２３Ａシリーズのどのレンジエクステンダーもどの６６２２ＡシリーズOne-Bridgeソリューションとも一緒に使用する事ができます。６６２２Ａブリッジは接続された６６２３Ａを自動的に設定し、利用できる電流範囲を認知するので、接続されたレンジエクステンダーの限度以上の電流を使用とする場合には警告を出します。このようにスマートなインテグレーションを実現しました。
全ての６６２３Ａモデルは完全にアップグレード可能なので初期投資を無駄にすることはありません。例えば、左に示す300Aユニットで始め、3000Aが必要になったとしても心配することはありません。300AユニットをGuildlineに返却し、必要な容量のユニットとの差額を支払えば、Guildlineから新しい3000Aのユニットが送られて来ます。それを貴社のブリッジに入れれば準備完了です。配線の変更や、これまでに開発した処理法の変更も必要ではないので、操作員に対する新たなトレーニングも不要です。
3000Aユニットは300Aユニットと全く同じに動作します。

特許取得済みの新しい設計と技術
６６２３Ａの設計の心臓部は右の写真の150A精密電流源です。このユニットは電子的にプログラムされた精密電流源
で、大きさの等しい正と負のテスト電流を電子極性スイッチで切り替えられて、供給します。６６２３Ａシリーズで使用されているGuildlineが新しく開発した革新的な内部電源により、費用のかかる、外部電源の購入、外部の機械的スイッチ、圧縮ガス、そしてこれらの外部装置を実装するための厄介なプログラムの作成は不要です。つまり、６６２３Ａは必要な電流を、ユーザーが選択した極性反転間隔時間で、機械的なスイッチや外部コンピュータによる特別な制御をすることなく、自動的に反転できるのです。

マニュアルモードでの操作の場合の出力電流は単純です。もし300Aの電流が必要な場合は、必要な電流値の300Aを接続されている６６２２Ａブリッジのフロントパネルから入力するだけです。外部電源、機械的スイッチ、エクステンダー、それらの結線などの設定や調整は全く不要です。レンジエクステンダーにより、校正は完全に自動的に処理されます。

特許のGuildline ６６２３Ａ 150Aボードのモジュール性と統合性は1000Aエク
ステンダーの図を見れば自明です。右図の1000A精密電流源（CS1000）は高さ5Uのシャーシに７枚の150AＰＣＢ基板を備え、1050Aまでの電流を出力できます。
各ボードにはスマート技術が組み込まれ、動作、スイッチングをコマンドで制御でき、ボードの安全保護設計も施されています。例えば、１枚のボードが故障した場合でもシステムはダウンしません。電流を小さくした状態で稼動できます。1000Aユニットの場合に１枚のボードが故障したとすると、このシステムは900Aで稼動を継続できます。修理のために不良のボードをメーカーに送って下さい。修理後、ボードが返却されたら、また元の場所にいれて戻します。全てのボードの状態はモニターされ、LEDで視覚的に状態は表示されています。
このモジュール性はより大きな電流にも継続されています。3000Aシステムを構築する
例をあげると、３台のCS1000を使用し、出力を６６２２Ａ DCCブリッジに整合させるためにトロイドを加え、3000Aレンジエクステンダーからブリッジへのコントロールケーブルを用意すれば、3000Aまでの電流制御でシャントを測定することができます。
レンジエクステンダーはマニュアルでも完全自動のいずれでも操作できます。６６２
２Ａシリーズブリッジは継続的に出力電流をモニターし、もし異常が検出されたら、６６２２Ａブリッジは電流を切断し測定を停止します。
Guildlineの６６２３Ａモデルは単独でも動作する高精度なＤＣ電流源で、別の66259プログラマブルコントローラ経由で制御することができます。66259プログラマブルコン
トローラを使う場合は、ブリッジからエクステンダーコントロールケーブルを外し、66259を６６２３Ａレンジエクステンダー（どのモデルでも良い）に接続します。これで全ての測定パラメータを66259経由で完全に制御できるUSBプログラマブル精密電流源となります。電流極性、反転レート、その他多くのパラメータはこのコントローラから選択できます。とモデル

６６２３Ａシリーズは、ラック搭載用又は卓上用のいずれかで、6623A-3あるいは6623A-10モデルから始まります。高さはほんの3Uで必要な電流が3Aまたは10Aまでの応用にぴったりです。この電流で最小1mΩまでの精密な校正ができます。これはmΩの標準抵抗、1mΩ、10mΩ、100mΩダイアルのディケードボックスの校正に最適です。
これらのモデルはシャントを10Aまで校正できます。6623A-3は1000Aから3000Aの6623Aモデルと共に使用する場
合、高電流の一部を供給します。6623A-10は4000Aから10,000Aの6623Aモデルと共に使用する場合、高電流の一部を供給に使用されますと標準モデル

もっと大きな電流が必要ですか？ その様な場合には6623A-150あるいは6623A-300を検討して下さい。これらのモデルは非常にコンパクトで150A用で3Uの高さ、300A用で4Uの高さです。電子極性スイッチ付きの300Aまでの電流出力がたったの17.5cmの高さです。
６６２２Ａシリーズのブリッジと共に使用した場合の合計の高さでもほんµの8Uあるいは9U（約36～40cm）です。この高さのスペースで、1μΩで300Aから上は1GΩで1kVDCの測定能力があるのです。これらのモデルは卓上型とラック搭載用があります。同じ機能とレンジのために、競合会社はいまだに二つの抵抗ブリッジ、外部電圧源、二つの外部電流源、二つのレンジエクステンダー、機械式スイッチ、そして2mのシールドラックを必要とする古い技術を使用しています。6623Aで必要なのは120VAC、50/60Hzの電力だ
けです。

6623A-3や6623A-10モデルと同様に150Aと300Aモデルも標準の120VAC電源で使用できます。特別な電源は不要です。又、特別な冷却設備も要りません。その為に、装置を設置する部屋の配置は自由にできます。6623Aの他のモデルと同様に、150A、300Aモデルも世界最高クラスの10,000Aモデルまで拡張可能です。投資は全く無駄にはなりません。

標準モデルと450Aと600Aモデルも卓上型とラック搭載型があり、低電流モデルと同様に10,000Aモデルまで拡張可能です。世界で最も設置面積の狭いレンジエクステンダーの中で、高さはたったの５Ｕ（約22.2cm）で、これらのモデルは最も大きな電流を出力できます。450Aのモデルは単相の120VAC/208VAC (50/60Hz)で使用できます。150A、300Aモデルと同様にこれらのモデルは複数のカスケード接続電流源や機械的なスイッチは不要です。これらの機能は150A、300Aモデルにも組み込まれています。右の写真で示すモデルが600Aまでの電流測定に必要な全てです。と標準モデル

もっと大きな電流が必要ですか？ それなら6623Aシリーズの1000A、2000Aあるいは更に3000Aの標準モデルを検討して下さい。ユニークな150Aの特許設計により、標準モデルの中間の容量値（例えば750A、900A、1500A、2150A、2300A等々）も提供できますが、人気の多い電流レンジを選んで標準モデルとして用意しました。これらの全ての電流も標準モデルと同様に供給でき、ユニークなアップグレード方式により低電流から高電流に変更することが可能です。どのモデル用に開発した操作手順もアップグレード後のモデルでも継続して利用できます。必要とされる電流容量を追加するだけです。

これらのモデルも極めてコンパクトです。3A電流部とトロイドを含んだ1000Aモデルでたったの１３Ｕ（約58cm）の高さです。 良いことに、追加の1000Aは僅か５Ｕ（約22cm）の高さが増えるだけです。すなわち、2000Aモデルの高さは１８Ｕで、3000Aモデルは２３Ｕ（約1m2cm）です。

これらのモデルで必要な電源は単相の208VACのみで、全ての端子は操作員の安全のために背面にあります。低電流レンジの端子はケーブル接続が容易にできる様にキャビネットの上部にあります。

と標準モデル4kA～6kAモデルに移行する場合は二台目のラックのみ必要となります。レンジエクステンダーはやはりブリッジ又はオプションの独立した66259コントローラ経由で制御します。
追加のCS1000は単に二台目のキャビネットに搭載され、バスバーシステムによりケーブルをユニットに容易に接続できます。
より高電流に移行するにつれ、可能な最適電流出力を供給するためにトロイドレシオが変わります。例えば、ケーブルを変えることなく300Aから6000Aの電流を出力できます。全てのスイッチングとプログラムはブリッジにより遂行され、単に目的の出力電流を入力するだけです。600A以上の全てのユニットはユーザーの安全のために、緊急出力電流切断スイッチが備わっています。

注： 外部電源、電流スイッチ、機械的なカスケードスイッチは不要です。
１０００Ａ以上での電流安定度は典型値で10 ppm 未満であり、競合機のより千倍良好です。

標準モデル
全てのモデルが特許の150A精密電流源で構成されていて、標準モデルで10,000Aまでのレンジエクステンダーが揃っています。通風装置付きのラックの他には冷却用の水、圧縮空気は不要で、機械的なスイッチも要りません。

6000A以上の場合にのみ、３台目のキャビネットに追加の電源のみが必要になります。モジュール構成なので6000Aから10,000Aまで容易にアップグレードできることが右の写真を見れば分かると思います。
全ての６６２３Ａシリーズレンジエクステンダーと同様に特別な制御やプログラムは必要としません。ブリッジあるいはプログラマブルコントローラーから目的の出力電流を単純に入力するだけで、システムはその入力に応じて稼動します。

６６２３Ａシリーズと併せてギルドラインは正確な高電流測定用に３種類の新しいＤＣシャントを製作しました。抵抗値10μΩのモデル9230A-3000は室内温度で1500Aまで、強制空冷装置92310を使うと3000Aまでの電流で使用できます。 抵抗値5μΩのモデル9230A-5000は室内温度で2500Aまで、強制空冷装置92310を使うと5000Aまでの電流で使用できます。抵抗値1μΩのモデル9230A-10,000は室内温度で5000Aまで、強制空冷装置92310を使うと10,000Aまでの電流で使用できます。これらのシャントはギルドラインの５８年以上に及ぶ精密シャントの開発と製造の結果生まれ、多くのユニークなデザインが組み込まれています。詳しくは9230A精密ＤＣシャントデータシートを参照して下さい。

ギルドラインの６６２３Ａシリーズ： 長年の経験に基づいたユニークなエンジニアリングデザインにより作られています。最高の不確かさ、容易な使用法、拡張性のある設計。

一般仕様（全モデル）
温度係数►

レシオ変換直線性►

テスト電流分解能►

通信
稼動温度 フル仕様
稼動最大温度範囲►

保管時温度範囲

►

保管時湿度

稼動時湿度

１年間

テスト電流仕様（全モデル）

出力レンジ

テスト電流仕様確度

安定度（１０分間）
コンプライアンス

出力レンジ

テスト
電流仕様

確度

安定度（１０分間）
コンプライアンス

出力レンジ

テスト
電流仕様

確度
安定度（１０分間）

コンプライアンス

出力レンジ

テスト
電流仕様

確度
安定度（１０分間）
コンプライアンス

出力レンジ

テスト
電流仕様
（注１）

►

確度

安定度（１０分間）

コンプライアンス

１年間

テスト電流仕様

続き（全モデル）

出力レンジ

テスト電流仕様（注2）

確度

安定度（１０分間）
コンプライアンス

出力レンジ

テスト
電流仕様
（注2）

確度
安定度（１０分間）

コンプライアンスシリーズ標準モデル1

１２ヶ月間
変換レシオ

レシオ確度
レシオ確度

最大レシオ電流

抵抗値範囲

レンジ

エクステンダー完全システム測定仕様

１年間仕様には特定のブリッジの仕様、特許の内蔵精密電流源、内部スイッチ、システムスキャナーと配線±を含みます。 包含係数 k=2(95%) 温度環境 23℃±3℃ エクステンダーのレシオ不確かさをシステムの不確かさと喧伝している競合社がおります。

シリーズ

サイズ一覧
サイズ

標準モデル1（高さ x 幅 x 奥行き）
卓上型

ラック搭載型

シリーズモデル

所要電源と重量所要電源と重量標準モデル1所要電源

ラック搭載型重量卓上型重量BridgeWorksTMソフトウェア
BridgeWorksTMソフトウェアのプログラムは6622Aブリッジと6623Aレンジエクステンダー、又は66259コントローラと6623Aレンジエクステンダーの両方を使用して、設定、制御、測定とレポートを行います。BridgeWorksTMソフト
ウェアと6623Aシリーズのどのモデルを使っても完全な自動化測定を実現できます。制御は6622Aシリーズのブリッジ又は66259コントローラとIEEE 488.2経由で行います。

ケーブル、リードセットも完備
6623Aの全てのモデルには各モデルの電流レンジをカバーする完全なバスバーと出力ケーブル１式が備わっています。これらの6623Aシリーズ用に使用するケーブル類は高電流ケーブルとして現在利用できる最高品質の物です。
定格電流値3A、30A、100A、300A、500A用には、端子は熱起電力を抑えるユニークな高圧接着の接続を使用したケーブルが利用できます。より大きな電流用のケーブルには圧力30,000 psi以上の圧着端子を使用し、高電流用として商用で入手できる最高品質のケーブルです。標準のケーブル長は1.5mですが、要望に応じどんな長さ、多くの異なる端子でのケーブルも提供可能です。又、電圧測定用に精密ローサーマルリードも提供できます。

サービスとサポート
ギルドラインはISO 17025の認定を取得しています。１μΩから１０ＰΩまでの幅広いレンジの抵抗の認定を受けています。ギルドラインの製品を所有していても、他社の標準抵抗を使用していてもギルドラインはお役に立てると考えます。

モデル番号