PanOptic

Ophthalmoscopes
パンオプティックTM

日本販売代理店

本社 ： 〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東 京 営 業 所 ： 〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名 古 屋 営 業 所 ： 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-1204 ロール社東
福 岡 営 業 所 ： 〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

TEL.06-4794-8220（代）
TEL.03-5816-1480（代）
TEL.052-760-3955（代）
TEL.092-437-5180（代）

FAX.06-4794-8222
FAX.03-5816-1483
FAX.052-760-3956
FAX.092-437-5181

CAT.No WE-6 2020.3.3000検眼鏡

PanOptic™

パンオプティックTM 検眼鏡

Ophthalmoscope

Axial Point Source 光学システム採用の検眼鏡● 無散瞳状態の収縮した瞳孔でも、眼底を容易に観察することができます。
ペーシェント・アイカップ

眩輝防止システム（特許）

検眼に最適な被検者との距離を保ち、被検者に接触させることで像を安定させます。
また、本器を上下左右に傾けて網膜周辺部を観察する際、周辺光を遮断して観察に最適な状態が得られます。

眩輝や光反射による不要な干渉を除去します。

● Axial Point Source 光学技術により観察範囲が5 倍に広がり（当社比）、25°の観察視野角を実現しました。拡大率も 26％アップし（当社比）
より詳細な観察を実現しました。

Axial Point Source 光学技術（特許）● 角膜観察レンズを取り付けることで、前眼部の観察に有用です。

特許取得の技術により、無散瞳状態の瞳孔でも、観察視野角25°と従来の約5倍の観域が得られます。

より広い観察域5倍

ソフトグリップ
焦点調節ホイール

操作性、バランス、快適性を考慮したグリップです。

ホイール式を採用することによりスムーズな焦点調節が行えます。
焦点範囲：-20〜+20D

ハロゲンHPXランプ
従来のハロゲンランプの光量を30％アップした（当社比）、ウェルチ・アレン社独自のハロゲンHPXランプを採用。

パンオプティック検眼鏡セット
AU-11820S
パンオプティック眼科スペシャリスト検眼鏡
リチウムハンドル アイカップ1個＋角膜観察レンズ付

従来品

パンオプティック

届出番号：13B2X00086000033【眼底観察範囲の比較】

アパーチャーダイヤル
スポットサイズはマイクロ、スモール、ラージの3段階に切り変えられ、またレッドフリーフィルタ、スリットアパーチャーも標準装備されています。

角膜観察レンズについて■装備アパーチャー／フィルタ

ペーシェントアイカップを外し、患者さん側にレンズを取り付けることで、角膜だけでなく前眼部の観察に有用です。
外来で出会う眼科疾患の 80％以上は前眼部までで診断可能であり、80 歳以上で 100％の罹患率と言われる白内障の診断やフルオレセイン染色し、コバルトブルーフィルタを使用することで角膜や結膜の観察も容易です。

ラージスポット
AU-03800

散瞳眼に使用する最も標準的なアパーチャー。

アパーチャーオプション

AU-03800-LED
LED予備電球（パンオプティック検眼鏡用）

スモールスポット
無散瞳眼に対し、容易に観察可能。
通常このアパーチャーで観察。

マイクロスポット
無散瞳の小瞳孔眼に使用。

スリット
隆起性病変、乳頭浮腫の観察に使用。

レッドフリー
フィルタ

ローバッテリー表示ランプ■オプション様

カタログ番号

商品名寸

L130×W36×H95mm〈ペーシェントアイカップ装着時：L167mm〉

量218g〈ペーシェントアイカップ装着時：227g〉

AU-03800

予備電球（パンオプティック検眼鏡用）

補正レンズ‑2 0〜+ 2 0 D（ズーム方式）

AU-03800-LED

LED 予備電球（パンオプティック検眼鏡用）

最大視野角25°

AU-71960

充電電池（3.5V リチウムハンドル用）

外質

観察野から赤色を除去し、眼底血管の観察をより容易に。

コバルトブルー（角膜観察用）
蛍光染色液を用いて、角膜の病変や損傷、異物を視認できる。

1■仕

2

同軸検眼鏡ヘッド

3.5V検眼鏡シリーズ
ウェルチ・アレン社は検眼鏡に同軸システム（特許）を採用。
視軸と光軸が一致しており、より広い視野が得られ、同時にグレアを軽減します。
また同軸システムには独自のカーブフィラメント
（特許）と特殊ミラーが採用されていますので、眼底観察が一層容易になりました。

AU-11735

眼科スペシャリスト
同軸検眼鏡ヘッド（ゴールド）
ニュートラルフィルタ

コアクシャルプラス光学システム

不必要な反射をカットし、最適な光量観察を可能にしました。

精密なランプフィラメントと光軸の整合性により、高い視認性とムラのない照明下での同軸視野を実現しました。

フィルタ

補正レンズ

AU-11730

AU-11720

眼科ハロゲン同軸検眼鏡ヘッド

ハロゲン同軸検眼鏡ヘッド

レッドフリーフィルタ

レッドフリーフィルタ

レッドフリーフィルタ

ニュートラルフィルタ

ハロゲン HPX ライト

ハロゲン HPX ライト

高輝度ハロゲン HPX ライト

偏光フィルタ

偏光フィルタ

68枚−30D 〜 ＋38D

28枚
−25D 〜 ＋40D

68枚
−30D 〜 ＋38D

届出番号：13B2X00086000033

レッドフリーフィルタ

補正レンズ選択ディスク

眼底血管の精密な観察に最適です。

68枚の補正レンズが選択でき、ジオプトリレベルを即座に読み取ることができます。

3.5V検眼鏡セット
アパーチャー選択ダイアル
6種類のアパーチャーが選択できます。

ヘッド AU-11735 付

ハロゲンHPXライト

ヘッド AU-11730 付

白内障眼や中間透光体混濁眼にも充分な明るさを供給します。
オプション

AU-04900-LED
LED予備電球

AU-04900（3.5Vハロゲン同軸検眼鏡用）

AU-11787VSMG

AU-11787VSM

眼科スペシャリスト同軸検眼鏡（ゴールド）
リチウムハンドル −30D 〜 ＋38D

眼科ハロゲン同軸検眼鏡
リチウムハンドル −30D 〜 ＋38D

届出番号：13B2X00086000033

AU-11787VSMG

アパーチャー

AU-71907
3.5V リチウムハンドル（チャージャーセット付）

ラージスポット
散瞳眼に使用する最も標準的なアパーチャー。

AU-71910：3.5Vリチウム充電式ハンドル
AU-71947：リチウム充電式ハンドル用チャージャーセット

スモールスポット■オプション

無散瞳眼に対し、容易に観察可能。

マイクロスポット
無散瞳の小瞳孔眼に使用。

スリット

■仕様

カタログ番号

外寸

L43×W28×H71mm

質量46g

AU-04900

隆起性病変、乳頭浮腫の観察に使用。

固視十字型の目盛りにより、固視偏心や病変部の位置が確認できる。

コバルトブルー（角膜観察用）
蛍光染色液を用いて、角膜の病変や損傷、異物を視認できる。

届出番号：13B2X00086000033

補正レンズ（11720/11730/11735 用）

AU-04900-LED

LED 予備電球（3.5V ハロゲン同軸検眼鏡用）

AU-71960

充電電池（3.5V リチウムハンドル用）

AU-11735：68枚 ‑30〜+38D
AU-11730
AU-11720 ：28枚 ‑25〜+40D

商品名予備電球（3.5V ハロゲン検眼鏡用）※AU-11720のヘッドについては、こちらのリチウムハンドルをお求めください。

34

ハロゲンHPXTM レチノスコープ

ポケットLED&ポケットプラスLED 検眼鏡

従来より30%以上明るいハロゲンHPXランプ（当社比）の使用により、網膜からシャープな反射を得ることができます。

携帯しやすいコンパクトデザイン、耐久性に優れたLEDを採用しました。

3.5Vレチノスコープ
ダストフリーデザイン● ウェルチ・アレンの SureColorTMLED ランプテクノロジーを

AU-18340SM

密閉性の高い防塵構造

ストリークレチノスコープ リチウムハンドル
ヘッド（AU-18245）
付

特殊偏光フィルタ
レンズ面からの反射を99%カット

ハロゲンHPXライト
ウェルチ・アレン社独自のハロゲンHPXランプを採用

回転式フォーカスシステム
フォーカシングはスリーブを回して簡単に調節可能

届出番号：13B2X00086000035※ストリーク（AU-08200）とスポット（AU-08300）
は電球を交換するだけで変更できます。

搭載し、眼底観察に必要な光を提供します。

● 持ち運びやすいサイズの検眼鏡で、操作性に優れています。
● 偏光フィルタ
（ポケットプラス LED 検眼鏡のみ）
により、角膜の反射を抑えることができます。

■オプション
カタログ番号

商品名AU-08200

予備電球 ストリークレチノスコープ用

AU-08300

予備電球 スポットレチノスコープ用

AU-71960

充電電池（3.5V リチウムハンドル用）

ポケットLED検眼鏡

AU-12870-BLK ポケットLED検眼鏡 ブラック
AU-12870-BLU ポケットLED検眼鏡 スカイブルー
AU-12870-PUR ポケットLED検眼鏡 パープル
AU-12870-WHT ポケットLED検眼鏡 ホワイト
届出番号：13B2X00086000033

オフサルミックポケットスコープ※本体と同色のハンドルバンパーが付属しています。
ソフトケースは別売りです。

ポケットスコープ

AU-12821

ポケット検眼鏡

ポケットプラスLED検眼鏡（ソフトケース付）

AU-12880-BLK ポケットプラスLED検眼鏡 ブラック
AU-12880-BLU ポケットプラスLED検眼鏡 スカイブルー
AU-12880-PUR ポケットプラスLED検眼鏡 パープル
AU-12880-WHT ポケットプラスLED検眼鏡 ホワイト

単3電池式
（ソフトケース入）届出番号：13B2X00086000033

ブラック

AU-12851

ポケットジュニア検眼鏡

届出番号：13B2X00086000033

スカイブルー

AU-12851

届出番号：13B2X00086000033※本体と同色とホワイト（本体がホワイトのときはブラック）のハンドルバンパーとソフトケース（AU-05928-U）が付属しています。

■仕カタログ番号

AU-03900

ポケットLED検眼鏡

予備電球（2.5Vハロゲンポケット検眼鏡用）

ハロゲンプロフェッショナルペンライト
ペンライト

AU-76600
ハロゲンプロフェッショナルペンライト
届出番号：13B2X00086000021■オプション
カタログ番号

AU-07600

5様

商品名

ハンドルバンパー

軽量、コンパクトなデザインで、白色ハロゲン電球による非常に明るい照明が得られます。

ホワイト

単3電池式
（ソフトケース入）■オプション
AU-12821

パープル

商品名
予備電球

AU-05928-U

ソフトケース

ポケットプラスLED検眼鏡

長さ175mm（ヘッド長：33mm、ヘッド奥行：30mm）

ハンドル径21mm

重量80g（電池は含まず）電球の種類

SureColorTMLED

電球寿命

10,000〜20,000時間

レンズ補正-20〜+20

補正レンズ-20 , -15 , -10 , -8 , -6 , -4 , -3 , -2 , -1 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 8 ,10,15 , 20

フィルタ

レッドフリー、コバルトブルー

レッドフリー、コバルトブルー、偏光フィルタ

アパーチャー

5種類（スモール・ミディアム・ラージ・スリット・固視）

ラージアパーチャー使用時の明るさ

0.2ルーメン以上

ラージアパーチャー使用時の照野径（標準作業距離時）

11.4mm（50mm距離時）

電源

アルカリ単3電池×2（継続使用 >5時間）（ペンライト 76600用）

6