Contents
p. 2Applic.
pp. 4-8Selection
pp. 9-111482 Series

Products
pp. 12-87

GenRadproducts
pp. 50-87

Index
p. 89

Primary
標準インダクタンス
Standard Inductor

p. 1 of 21482は高確度で非常に安定した低周波の常用参照標準あThe 1482 is an accurate, highly stable standard of selfるいは実用標準用として研究所で使用する自己インダク
inductance for use as a low frequency reference or workタンスです。世界の数ヶ国に及ぶ国立研究所で、校正用
ing standard in the laboratory. Records extending over 40
として４０年以上使用されている実績があり、長期安定
years, including those of inductors that traveled to national度は±0.01%以内、典型値はそれよりも小さい値です。
laboratories in several countries for calibration, show longterm stability well within ±0.01%., typically much lower.
A国立研究所用標準器
standard for national laboratories
安定度 within±0.01%/年以内
Stability±0.01% per year;
典型値はこの値より良好
typically much better
インダクタンス値は10μHイ10H
Valuesfrom 10 μH to 10 H
Standardfor quality factor
品質ファクターの標準
Low,
known temperature coefficient
既知の低温度係数
自己シールドのトロイダルデザイン
Self-shielding
toroidal design
Model 1482 Precision Inductor

各インダクターはセラミックの芯に均一にトロイダル巻されています。外部への磁場は無視できる程度であり、Each inductor is a uniformly wound toroid on a ceramic core. It hasof 1 mH and above have three terminals, two for inductor leads and
従って、外部の磁場の取り込みも基本的にはありません。
a negligible external magnetic field and hence essentially no pickup
the third connected to the case, to provide either a two- or threeインダクタンスは、弾力性のある細かく挽かれたコルクとシリカジェルの混合物で保護され、アセンブリー全体
from external fields. The inductor is resiliently supported in a mixterminal standard. The 100 μH size has three additional terminals
が立方体のアルミケース内に充填剤で保護され納められています。1mH及び1mH以上の装置の端子は三つあり、
ture of ground cork and silica gel, after which the whole assembly is
for the switching used to minimize connection errors.
二つがインダクタ－のリードで残りの一つはケースに接続されていて標準の２端子もしくは３端子になっていま
cast with a potting compound into a cubical aluminum case. Sizes
す。100μHの装置はその他に三つの端子を備え、接続誤差を最小にする為のスイッチングに使用されます。

SPECIFICATIONS
仕様
インダクタンス範囲:
InductanceRange: See 次ページの表を参照して下さい。
table.
調整確度:of次ページの表を参照して下さい。
Accuracy
Adjustment: See table.
Calibration:
A certificate of calibration is provided with each unit,
校正:
giving measured values of inductance at 100, 200, 400, and 1000 Hz,
with test conditions and method of measurements specified. Thesevalues are obtained by comparison, to a precision, typically, of better than ±0.005%, with standards whose absolute values, traceable
to the International System of Units (SI), are known to an accuracy
typically of ±(0.02%+0.1 μH) at 100 Hz; ±(0.1%+0.1 μH) for the1482-B

インダクタンスの温度係数:
Temperature
Coefficient of Inductance: Approximately 30 ppm/°C. Small temperature corrections may be computed from resistance changes.
A1% increase in resistance, produced by temperature increase of
2.54℃の温度上昇により引き起こされる抵抗値1%の増加は2.54°C
corresponds to 0.0076% increase in inductance.
インダクタンスの0.0076%に相当します。
Resonant
Frequency: See table for representative values. A mea共振周波数:
sured value is given on the certificate of calibration.
最大入力パワー:
MaximumInput Power: For a rise of 20°C, 3 W; for precise work, arise of 1.5°C, 200 mW. See table for corresponding current limits.

Stability: Inductance change is less than ±0.01% per year.
安定度:

端子:
Terminals:
5-way binding posts with ¾-in spacing with removableground strap.

直流抵抗値:DC Resistance: See table for representative values. A measuredvalue of resistance at a specified temperature is given on the certificate of calibration.

大きさ:
Dimensions:16.6 cm H x 16.6 cm W x 20.4 cm D
(6.5" x 6.5" x 8 ").

ストレージファクタ
Q:Factor Q:
Low-Frequency
Storage

Weight:
重さ: 5.3 kg (11.5 lb) net, 6 kg (13 lb) shipping.

See table for representative values of Q at 100 Hz (essentially fromdc resistance). An individual value of Q is given on each certificateof calibration.

IET LABS, INC. in the GenRad Tradition
534 Main Street, Westbury, NY 11590
Electronic cat/1482 p1/02-26-06

Electronic cat/1482/09-15-03
www.ietlabs.com
TEL: (516) 334-5959 • (800) 899-8438 • FAX: (516) 334-5988

51

Applic.
pp. 4-8

Contents
p. 2Selection
pp. 9-111482 Series
Description
モデル

Products
pp. 12-87

GenRadproducts
pp. 50-87

Index
p. 89

Primary
標準インダクタンス
Standard Inductor

p. 2 of 2Nominal

Adjustment
調整*Resonant＊共振

インダクタンス
Inductance
公称値

確度
Accuracy

周波数
Frequency

*dc
＊DC
抵抗値
Resistance

(%)

(kHz)

(Ω)

*Q at
100 HzmA rms for:200 mW

3W1482-AA

10 μH

±1%

45000.030.75

2500

90001482-A50 μH±0.53100

0.0390.81226087701482-B

100 μH±0.252250

0.0830.76

1550

6010

1482-C

200 μH±0.25

1400

0.150.84

1150

4470

1482-D500 μH±0.19600.380.83

725

2810

1482-E

1 mH±0.1800

0.840.75

490

1890

1482-F2 mH±0.1580

1.520.83

360

1400

1482-G

5 mH±0.1

320

3.80.832308901482-H

10 mH±0.1

2208.20.77156

600

1482-J

20 mH±0.1

14514.50.87

117

450

1482-K

50 mH±0.18436.80.85

74280

1482-L

100 mH±0.1

71810.78501921482-M

200 mH

±0.1

39.0

109

1.15

431661482-N

500 mH

±0.1

24.5

280

1.1227103

1482-P

1H±0.1

14.6

616

1.02

1870

1482-Q

2H±0.1

10.6

1125

1.12

13.3

52

1482-R

5H±0.1

6.8

2920

1.08

8.3

32

1482-T

10 H

±0.1

4.9

6400

0.98

5.622

＊代表値 実際の値は証明書上に記載*Representativevalues. Actual values given on certificate

ORDERING INFORMATION
オーダー情報1482-9700
1482-9701
1482-9702
1482-9703
1482-9704
1482-9705
1482-9706
1482-9707
1482-9708

1482-AA Standard Inductor, 10 μH
1482-A Standard Inductor, 50 μH
1482-B Standard Inductor, 100 μH
1482-C Standard Inductor, 200 μH
1482-D Standard Inductor, 500 μH
1482-E Standard Inductor, 1 mH
1482-F Standard Inductor, 2 mH
1482-G Standard Inductor, 5 mH
1482-H Standard Inductor, 10 mH

1482-9710
1482-9711
1482-9712
1482-9713
1482-9714
1482-9716
1482-9717
1482-9718
1482-9720

IET LABS, INC. in the GenRad Tradition
534 Main Street, Westbury, NY 11590

1482-J Standard Inductor, 20 mH
1482-K Standard Inductor, 50 mH
1482-L Standard Inductor, 100 mH
1482-M Standard Inductor, 200 mH
1482-N Standard Inductor, 500 mH
1482-P Standard Inductor, 1 H
1482-Q Standard Inductor, 2 H
1482-R Standard Inductor, 5 H
1482-T Standard Inductor, 10 H

www.ietlabs.com
TEL: (516) 334-5959 • (800) 899-8438 • FAX: (516) 334-5988
Electronic cat/1482 p2/07-09-04

52