Series 9336

標準抵抗器
High
Value Resistance Standards
Very High Stability High Value Calibration Laboratory Standards
uildline 9336
of Resistance Standards are designed
Guildline
9336series
シリーズの標準抵抗器は、校正研究所

G

as very high stability calibration laboratory standards forでの気中型校正用標準抵抗器として設計され、10MΩかaccurate
resistance calibration in air, between 10 Megohms
ら100GΩの安定性に優れた標準抵抗器です。
and 100 Gigaohms.

Theseare also suitable for use as calibration standards
9336resistors
シリーズ標準抵抗器はGuildlineのテラオームメー
fortheGuildline
Teraohmmeter, Model 6500A and theタ・モデル6500Aやその他の高抵抗測定機器の校正用標calibrationofotherhigh ohms measuring instruments.
準抵抗器として適しています。
Theybe used as working standards or reliable, ruggedized,
9336can
シリーズ標準抵抗器は実用標準として、あるいはtransportabletransfer standards. They are extremely useful for
信頼性のある堅牢な可搬型仲介器として使用できます。
the calibration of resistance ranges of multi-function
多機能キャリブレータや高精度デジタルマルチメータのcalibrators and high accuracy digital multimeters, as well as
校正に極めて有用で、また、高精度高抵抗の需要がある
being used in more classical standards and calibration
校正研究所の一般的な標準抵抗器として使用できます。
laboratory
applications where the need for high accuracy highohms values are required.
The resistor elements are securely mounted to the inside of a
抵抗素子は、シールドされ堅牢に密封されたアルミ
rugged hermetically sealed, shielded, aluminum enclosure. A
ニュームケースの内部に、しっかりと取り付けられていpair of input/output Type N connectors provide theます。入出力端子対としてＮタイプ・コネクターが備
termination for the standard.
わっています。

9336
9336Featuresの特色
>
>
>
>
>
>
>>>>>>
>
>
>
>
>
>
>
>

Very
High Stability
高安定

抵抗値:
10MΩ
Range
10M Ω
to 100G Ω抵 100GΩ

使用温度範囲:18℃
OperatingRange 18 ºC
to 28 ºC抵 28℃
密封ケース
Hermetically sealed
NISTあるいはINMS/NRCCにReportof Calibration traceable to NIST or
トレーサブルな校正レポート付
INMS/NRCC included
小型で堅牢Compact& Ruggedized
低温度係数
Low
Temperature
Coefficient
定格電圧1000Vまで
低パワー係数
Rated
to 1000 V
テラオームメーター、メガー、Low
Power coefficient
ロングスケールDMM、オーム
Suitable for calibration of Teraohmmeters,
メーターの校正に最適
Meggers, long scale DMMs, & Ohmmeters

The 9336 Series
Precision Resistance Standards
Guildline
9336シリーズ標準抵抗器は高精度高抵抗値を必要とする研究所での、あるいは可搬用の応
can be used for laboratory or portable applications
用に適しています。
requiring high accuracy at large resistance values.
ソースコネクターを測定システムの電源に接続し、アウトThe “SOURCE” connector connects to the power supply of the
プットコネクターをディテクタ－に接続します。必要に応
measurement system, while the “OUTPUT” connector connects
to the measurement detector. If necessary, the ambient
じて、環境温度をモニターし、抵抗値に補正係数を適用す
temperature of the enclosure may be monitored and aることができます。
correction factor applied to the value of the resistance.

9336 Resistance
標準抵抗器 Standards
9336
Series Specifications
９３３６シリーズ仕様
Modelモデル

9336-10M
9336-100M
9336-1G
9336-10G
9336-100G

Nominal
公称抵抗値Resistance（Ω）
Value(Ohms)
10M100M1G
10G
100G

Nominal
公称初期許容値
Initial(±ppm)
Tolerance（注１）(± ppm) (Note1)
2550
100200500

Calibration
校正不確かさ@23℃±1℃
Uncertainty0(±ppm)@23C ±1 0C（注２）(± ppm) (Note 2)101580100500Stability
安定度
12Months
12ヶ月(±ppm)(±ppm)

Temp.
Coeff.
温度係数
018-28C
18-28℃
0(ppm/C)(ppm/℃)

Voltage
Coeff.
電圧係数(ppm/volt)（±ppm/V）(Note 3)
（注３）102535100200<5<5<6<25<2500.1
0.50.511

Note 1:
Initial Tolerance is the maximum variation of resistance mean value as adjusted initially at the point of sale.
注１:
公称初期許容値は販売時点に調整された平均抵抗値最大許容誤差です。
注２: 気温23℃の環境でカナダ国家研究院もしくはNISTにより維持されている標準抵抗器を基準として校正され、包含係数k=2での合計不確かさを示しています。
Note 2:
Calibrated at 23 0C, referred to the unit of resistance as maintained by the National Research Council of Canada (NRCC) or the
各抵抗器には測定値と不確かさを記載したトレーサブルな校正レポートが添付されています。
注３: 最大定格電圧は1000Ｖです。
National Institute of Standards and Technology (NIST) and expressed as a total uncertainty with a coverage factor of k =2.
注４: ご要望に応じ特別な値の抵抗器も提供可能です。
A traceable calibration report stating the measured value and uncertainty is provided with each resistor.

Note 3: Maximum Voltage Rating: 1000 volts
Note 4: Special Values available on request

オーダー情報Ordering
Information
9336-ohmic
9336-抵抗値 value
標準抵抗器 Resistance Standard
TM
9336
Technical Manual (included)
TM9336
技術マニュアル（含む）
Cert of Calibration (included)
校正証書（含む）
Report of Calibration (included)
校正レポート（含む）

一般仕様Specifications
GeneralEnvironment:
環境

Operating
使用時：
Storage
保管時：

Guildline is distributed by:
18 0C to 28 0C< 50% RH non-condensing-20 0C to 60 0C,
15 to 80% RHDimensions:
寸法：

H 82 mm (3.2 in)
W 124 mm (4.9 in)
D 79 mm (3.1 in)

Weight:
重量：0.63 kg (1.4 lbs)

キ ー テ ク ノ 株 式 会 社〒101-0041

東京都千代田区神田須田町 1-14-6
T e l : ０３－３２５１－３１６１
F a x : ０３－３２５１－３１６６
E-mail:keytechno@pop14.odn.ne.jp

Guildline Instruments Limited

30496-00-85_A Copyright © 2006-05-01 Guildline Instruments Limited. All rights reserved. Subject to change without notice.

P.O. Box 99
21 Gilroy Street
Smiths Falls, Ontario Canada K7A 4S9Phone: (613) 283-3000
FAX:(613) 283-6082
Web:www.guildline.ca