9334A Series
気中型標準抵抗器
Ultra Precise Air Resistance Standards
Very High Stability Calibration Laboratory Resistance Standards

9334A Sシリーズの特色
ERIES FEATURES* ♦安定度（1年間）:
２ppm
12 Month Stabilities Low
as 2 ppm* ♦使用温度範囲:18℃
28℃
0Wide Operating Range
18*
C to28 0C* 抵抗値: 1μΩ * 100GΩ
♦ Resistance Range 1µΩ to 100 GΩ* 校正レポート： ３温度点
Reportof Calibration
at 3 Temperatures* ♦ISO
17025
による校正可Points Included* 小型堅牢ISO 17025 Calibration
Available* ♦初期公称精度:
２ppm以下Compact and Ruggedized
* ♦
低温度係数
* ♦
電圧ヒステリシス:
Nominal Initial Accuracy0.1ppm以下< 2 ppm* 高電力定格、低電力係数♦ Low Temperature Coefficients* ガード・シールド対応
Voltage Hysteresis < 0.1DMMと直接ppm* ♦Wavetek1271と1281
プラグイン可能なモデル有り。
♦High Power Rating, Low PowerCoefficients* Agilent 3458Aと直接プラグイン可能な1GΩモデル及びFluke♦
Guard and Shield Compliant8508A♦ DirectDMMと直接プラグイン可能
Plug-In Models for Wavetek 1271
な1GΩと10GΩモデル有り。
& 1281 DMMs
* ♦ご希望に応じ特別規格のモデル
1 GΩ Direct Plug-In for Agilent 3458Aを提供します。
& 1 GΩ & 10 GΩ Fluke 8508A DMMs
♦ Special Values Available On Request

GUILDLINEGUILDLINE INSTRUMENTS
INSTRUMENTS 9334Aシリーズの標準抵抗器は9334A SERIES of ResistanceStandards are designed as very high stability calibration
校正研究所での安定性に優れた気中型標準抵抗器として
laboratory standards for high accuracy resistance calibration
設計されており、恒温槽を必要としません。
in air, without the need for stabilization in a temperature
controlled bath.
実用標準器として、あるいは高信頼で堅牢なポータブル仲介器として使用できます。一般的な標準器として、あThey can be used as working standards or highly reliable
るいは校正機関での応用の他にも、マルチファンクショ
and rugged transportable transfer standards. They are
ンキャリブレータや高精度ＤＶＭの抵抗値校正に極めて
extremely useful for the calibration of resistance ranges of
役に立ちます。
multi-function calibrators and high accuracy DVMs, as well
as being used in more classical standards and calibration
最大電圧の3倍の電圧が加えられてもヒステリシス誤差はlaboratory applications.
通常0.1ppm程度の無視できる範囲で、0℃ 通 40℃の温度サイクルにおいても0.3ppm以下です。
Hysteresis error is typically better than negligible to 0.1 ppm
when stressed at three times the maximum voltage, and less
9334Aへの接続は1MΩまでは通常の4端子接続、1MΩ以than 0.3 ppm over a temperature cycle from 0 0C and 40 0C.
上の場合は2端子接続です。 9334AH-1GおよびConnections to these resistance standards are by
9334AW-1GモデルはHP/Agilentの3458AとWavetek/conventional 4-terminal connection up to 1MΩ and two
Datronの1271と1281モデルのDMMユーザーが直面する
terminal connections for values above 1MΩ. Models
難しい校正に応えた設計がされています。
9334AH-1G and the 9334AW-1G are designed to answer adifficult calibration need for owners of the HP/Agilent 3458A
and the Wavetek/Datron 1271 & 1281 model DMMs.

The
9334A Series Precision Resistance Standards
9334Aシリーズは１μΩから１００ＧΩまでの厳しareavailable in a wide range of off the shelf andい要求に応える標準抵抗器として幅広いモデルのcustomvalues to satisfy demanding applications
在庫品及びカスタムモデルが利用できます。
between1 µΩ and 100 GΩ.
Recommended instrument verification at the 1 GΩ & 10 GΩ
推奨されている、典型的な接続方式による1ＧΩと１０ＧΩ
points (with voltages up to 200V) and typical connection（電圧２００Ｖまでの）での測定器検証で、非常に安定した
methods make it difficult to obtain very stable readings.
結果を得ることは困難です。この様な用途の為に特別に設計
These special 9334A’s are designed to fit directly into theされた9334Aモデルなら外付けケーブルは不要で、対応する
appropriate DMM’s input terminals, without the necessity of
ＤＭＭの入力端子に直接に接続できるので、ノイズを拾うこ
external leads and the inherent problems of noise pickupともなく、1500Vまでの電圧にも使用できます。
and handle voltages up to 1500V’s!
同様に9334AH-1Gと9334AH-10GモデルはFlukeの8508とAgilentの3458Aの校正用に特別に設計されたモデルです。
The 9334AH-1G and 9334AH-10G are also specially designed
正確な温度計測用に0.25Ωのような特別な値が利用できま
to support the calibration of the Fluke 8508 & Agilent 3458A.
す。
Special values such as 0.25 Ω are available for precision
量子ホール効果アプリケーション用として利用できる標準器
thermometry. Standards available for Quantum Hall Effectには6.4532kΩと12.9064kΩもあります。
applications include 6.4532 kΩ and 12.9064 kΩ. If linearity
ロングスケール用DVMのリニアリティ検証の必要がある場
verificationx ofa long scale DVM is your challenge, 1.9 x
合には1.9基本抵抗値点が利用できます。
cardinal resistance points are available. If you have a special
1μΩΩ100GΩ間の特別な値での応用が必要となる場合でもresistance application between 1 µΩ and 100 GΩ, Guildline
Guildlineはそのご要望に沿う正確な標準器を提供する事がcan supply a precision standard to fulfill your requirement.
できます。
For The Ultimate In Resistance Standard Check Out The
究極の高性能標準抵抗器が必要であれば、温度6634A TEMPERATURE STABILIZED RESISTANCE STANDARD!
安定標準抵抗器6634Aモデルを御検討下さい。

気中型標準抵抗器
9334A Series ofPrecision Air Resistance Standards

9334A Series
シリーズSpecifications
仕様
Model(Nominal Ω)
9334A-1µ
9334A-10µ9334A-100µ9334A-1m
9334A-10m
9334A-100m
9334A-1
9334A-10
9334A-25
9334A-100
9334A-400
9334A-1k
9334A-10k
9334A-100k
9334A-1M
9334A-10M
9334A-100M
9334A-1G
9334AH-1G
9334AW-1G
9334A-10G
9334AH-10G
9334A-100G

Intial 1Tolerance
± ppm
500
200
25151032222222351535505050
100
1003506 Month

12 MonthmAmps

Voltage

Temperature
Coefficient± ppm/°C

35
2015
105
32222222334
1212121250
50
100

35
25
20
20
105
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2
4
5
620
25
25
25
100
100
200

100A
50A
20A
6A
3A
1A
320
100
64
32
16
10
3.2
1
0.32
0.1
0.015
0.00150.00150.00150.15uA
0.15uA
0.015uA

0.00010.0005
0.002
0.006
0.03
0.1
0.32
1
1.6
3.2
6.3
1032
100
320
1000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

35
20
6
1.5
0.5
0.3
0.2
0.20.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
2.556662525250

Stability (± ppm) 2

Maximum Limits

Voltage 3
Coefficient± ppm/Vdc
0.01
0.03
0.05
0.1
0.2
0.3
0.3
0.3
0.5
0.51

Note 1:(NominalNominal
initialTolerance)公称初期許容値は販売時点での平均抵抗値最大許容誤差です。
tolerance is defined as the maximum variation of resistance mean values as initially adjusted at the point of sale.
注１:
InitialNote 2:気温21,Calibrated
in air at 21, 23 and 25 0C referred to the unit of resistance as maintained by the National Research Council of Canada or the National
注２:23, 25℃の環境で、カナダ国家研究院により維持されている標準抵抗器を基準として校正され、包含係数k=2での合計不確かさを示しています。
Institute of Standards and Technology, and expressed as a total uncertainty with a coverage factor of k = 2. A traceable report of calibration stating
各抵抗器には測定値と不確かさを記載したトレーサブルな校正レポートが提供されます。校正の不確かについてはGuildlineの認定範囲を参照して下さい。
the measured values
and uncertainty is provided withresistor. Calibration Uncertainty can be located on Guildline’s Scope of Accreditation.
注３: 電圧ヒステリシス：0.1ppm以下、温度ヒステリシス：0℃
注 each40℃間で0.3ppm
注４:
x 値を含めた特別・カスタム値の抵抗器も提供可能です。
Note 3:ご要望に応じ1.9
Voltage hysteresis:
negligible to < 0.1 ppm. Temperature hysteresis: < 0.3 ppm between 0 0C and 40 0C
Note 4:

Special/Custom Values available upon request including 1.9X values.

Guildlineは最長5年間までの特別保証、校正サポートプランも提供致します。
Guildline provides Extended Warranties and Calibration Support Plans up to 5 years for total customer service and support.

ORDERING INFORMATION
9334A-Model
9334A-X/TM9334A

Guildline IS DISTRIBUTED BY:

Resistance Standard (List Ohmic Value For Model)
Customer Specified Value (State Value)Technical Manual included at no charge.

総 代 理 店

キ ー テ ク ノ 株 式 会 社

Optional Calibration Services (ISO 17025 Service Available)/Temp Additional Customer Specified Temp Cal Point (Charge)/Voltage Additional Customer Specified Voltage Point (Charge)/Current Additional Customer Specified Current Point (Charge)*Precision Low Thermal Leads Are Available – Call and tell us your requirements

Guildline Instruments Limited

GENERAL SPECIFICATIONS
Environmental

OperatingStorage

Temperature

Humidity

18 0C to 28 0C-20 0C to 60 0C<70% RH non-condensing
15% to 80% RHDimensions

HeightWidthDepth

Models ≤ 100µΩ
Models ≥ 1mΩ

97 mm / 3.8”
82 mm / 3.2”

124 mm / 4.9”
124 mm / 4.9”79 mm / 3.1”
79 mm / 3.1”

30165-00-85 Rev. F Copyright © 2008.10.09 Guildline Instruments Limited. All rights reserved. Subject to change without notice.

HP/Agilent are trademarks of Agilent Technologies Inc.
Wavetek/Datron and Fluke are trademarks of Fluke Corporation〒101-0041

東京都千代田区神田須田町 1-14-6
Tel: ０３－３２５１－３１６１
Fax: ０３－３２５１－３１６６
E-mail:keytechno@pop14.odn.ne.jp

Weight
1.1 kg / 2.4 lbs
0.6 kg / 1.4 lbs

21 Gilroy Street, PO Box 99
Smiths Falls, Ontario,
Canada K7A 4S9Phone: (613) 283-3000
Fax: (613) 283-6082
Web: www.guildline.com
Email: sales@guildline.com