FreeStyle® Comfort®
Prenosni koncentrator kisika s funkcijami autoSAT®, UltraSense® in autoDOSE®

Uporabniški priročnik (SLO)FreeStyle Comfort
Uporabniški upravljalni elementi in indikatorji stanja sistema
ISO 7000
Priročnik za uporabnika; navodila za
uporabo. Reg. št. 1641
Država in datum proizvodnje. "CC"označuje dvočrkovno kodo države
proizvodnje. Datum izdelave je v
obliki LLLL-MM-DD. Reg. št. 6049

ISO 7010: Grafični simboli – varnostne barve in
varnostni znaki – registrirani varnostni znaki
Navodila za uporabo morate prebrati.
Reg. št. M002
Ne hranite v bližini ognja, plamenov,isker. Prepovedani odprti viri vžiga in
kajenje. Reg. št. P003

Ne izpostavljajte dežju, hranite na
suhem. Reg. št. 0626

Ne kadite v bližini enote ali med
uporabo enote. Reg. št. P002

Omejitev zlaganja po številu, kjer "n"označuje največje dovoljeno število
enot. Reg. št. 2403
Kataloška številka. Reg. št. 2493

Opozorilo. Reg. št. W001
IEC 60417
Uporabljeni del tipa BF (stopnja
zaščite pred električnim šokom).
Reg. št. 5333

Serijska številka. Reg. št. 2498
Razpon temperature skladiščenja alidelovne temperature. Reg. št. 0632
Razpon vlažnosti med skladiščenjem.
Uredba št. 2620
Omejitev atmosferskega tlaka. Reg.
št. 2621
Ime in naslov proizvajalca. Reg.
št. 3082
Ta stran zgoraj. Reg. št. 0623

Oprema razreda II, dvojno izoliranaReg. št. 5172
Uredba EU 2017/745
Pooblaščeni zastopnik v Evropski
skupnosti
Če oznaka edinstvenega
identifikatorja pripomočka (UDI)
vsebuje simbol CE####, pripomoček
izpolnjuje zahteve za zadevne
medicinske pripomočke. Simbol
CE#### predstavlja številko
priglašenega organa.
Dodatni simboli
Hranite ločeno od vnetljivih snovi,
olja in maščob.

Lomljivo, ravnajte previdno. Reg.
št. 0621

Ne razstavljajte.

Vsebuje nevarne snovi. Reg. št. 3723

Povečajte pretok.
Uvoznik. Reg. št. 3725
Zmanjšajte pretok.
Izhod za O2
Menijski gumb.
Stikalo za vklop/izklop. Reg. št. 5009
RTCA/DO160 razdelek
21 Skladno skategorijo M

2 - SL PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik

Proizvajalec tega POC je ugotovil,
da je ta pripomoček v skladu z
vsemi veljavnimi merili FAA za
sprejemljivost in uporabo na krovu
letala.

FreeStyle Comfort
Proizvajalec tega POC je ugotovil,
da je ta pripomoček v skladu z
vsemi veljavnimi merili FAA za
sprejemljivost in uporabo na krovu
letala.

Direktiva Sveta 2012/19/EU
OEEO
Ta simbol opozarja lastnike opreme,
naj jo ob koncu življenjske dobe
vrnejo v obrat za recikliranje v skladu
z direktivo o odpadni električni
in elektronski opremi (OEEO).
Naši izdelki bodo skladni z direktivo
o omejevanju nevarnih snovi (RoHS).
Svinca ali drugih nevarnih snovi
ne smejo vsebovati več kot zgolj
v sledeh.

Simbol za recikliranje
Pooblaščeni predstavnik v Švici
(ADD)
Če ima pripomoček oznako
UKCA, kot je prikazano z oznako
UKCA####, ki označuje številko
priglašenega organa, je ta pripomoček
v skladu s predpisi UKCA.
21 CFR 801.15
V skladu z zvezno zakonodajo lahko
pripomoček prodajajo samo zdravniki
oziroma izdajo naročilnico zanj.

IEC 60601-1-8
Tehnični alarm nizke prioritete
ISO 15223-1
Medicinski pripomoček. Reg. št. 5.7.7

Certifikat ETL
Certificirano tako za trg ZDA kot za
kanadski trg v skladu z veljavnimi
standardi v ZDA in Kanadi.
Vsebuje FCC ID: WAP2001
Obvestilo FCC
Ta pripomoček lahko vsebuje
CYBLE-022001-00, vključno z anteno
2450AT18B100 družbe Johnson Technology,
v skladu s 15. delom pravil FCC. Pripomoček
izpolnjuje zahteve za modularni oddajnik,odobren, kot je podrobno opisano v javnem
obvestilu FCC DA00-1407. Delovanje
oddajnika je predmet naslednjih dveh pogojev:(1) Pripomoček ne sme povzročati škodljivih
motenj in (2) Ta pripomoček mora sprejeti vse
prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko
povzročijo neželeno delovanje. Izdelek jezaščiten z vsaj enim ameriškim ali mednarodnim
patentom. Za seznam veljavnih patentov obiščite
našo spodaj navedeno spletno mesto. Pat:www.caireinc.com/corporate/patents

Edinstveni identifikator pripomočka
št. 5.7.10
A S/NZS 4417.1, AS/NZS 4417.2
ACMA Regulatory ComplianceMark - označuje skladnost s predpisi
ACMA (ADD)Brezžična tehnologija
Vrste povezav

SSP, iAP2, GATT

Frekvenca

od 2402 do 2480 MHz

Največja RF izhodna moč+4 dBmObmočje delovanja

10 m (razred 2)

Priporočljivo je, da je stroj med delovanjem od telesa
oddaljen najmanj 0,43" (1,1 cm). Ne velja za maske,
cevke za zrak ali dodatke.

Grafični simboli za uporabo na opremi IEC 60417
Enosmerni tok, reg. št. 5031
Izmenični tok, reg. št. 5032
IEC 60601-1
Odporno na kapljanje

PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik SL - 3

FreeStyle Comfort
Odpiranje embalaže pripomočka FreeStyle Comfort
Preverite, ali so v embalaži
priložene vse navedene
komponente. Če kateri koli
kos manjka, se takoj obrnite
na svojega dobavitelja.

Standardni dodatki• Prenosni koncentrator kisika• Torba za prenašanje
• Ramenski pas• 8-celična baterija• Napajalnik za izmenični tok• Napajalni kabel za izmenični tok• Napajalnik za enosmerni tok• Uporabniški priročnik

Izbirni dodatki• Dodatna 8-celična baterija• 16-celična baterija• Namizni polnilnik• Torba za prenašanje vseh
dodatkov

Predstavitev pripomočka FreeStyle Comfort
Seznanite se z glavnimi funkcijami in uporabniškim vmesnikom pripomočka FreeStyle Comfort.
Ušesce za pritrditev
ramenskega pasu

Odprtina za
odvajanjezraka

Odprtina za
dovajanjezraka/filtri

Baterija

Pogled od spredaj

Uporabniški
vmesnik

Odprtina za
odvajanje
kisikaOdprtina za
dovajanjezraka/filtri

Jezičekvtičnice za
napajalni
kabelGumb za
sprostitev baterije
4 - SL PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik

FreeStyle Comfort
Pogled od zgoraj
ZaslonPovečaj pretok

Gumb za vklop/
izklopMenijski gumbZmanjšaj pretok

Zaslon ob napajanju prek baterije
Nastavitev pretoka

Prikaz baterije

Indikator autoSAT
Odstotek
napolnjenosti
baterije

Prikaz alarma
Indikator
dovajanja bolusa

Zaslon ob napajanju z izmeničnim/enosmernim tokom
Nastavitev
pretoka

Prostor za prikaz
alarmaPrikaz baterije

Indikator
polnjenja

PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik SL - 5

FreeStyle Comfort
Kaj je koncentrator kisika
Zrak, ki ga dihamo, vsebuje približno 21 % kisika,
78 % dušika in 1 % drugih plinov. Pripomoček
FreeStyle® Comfort® vsesa zunanji zrak skozi
odprtine za dovod zraka. Ta zrak gre nato skozi
adsorpcijski material, ki mu rečemo molekulsko
sito. Ta material loči kisik od dušika, zato skozenj
pride samo kisik. Rezultat je pretok visoko
koncentriranega kisika, ki se dovaja uporabniku.
V pripomočku FreeStyle Comfort smo združili
napredni tehnologiji koncentratorja kisika invarčevanja s kisikom ter tako izdelali prenosni
pripomoček, ki omogoča največjo meroprenosljivosti in premikanja. Napredno pulzno
dovajanje pretoka hitro zazna, ko uporabnik
vdihne, in na začetku vsakega vdiha dovaja pulz
kisika. Pulzno dovajanje pretoka je idealno za
dejavnosti in čas, ko ste zdoma. Varčuje s kisikomin podaljša življenjsko dobo baterije v nasprotju
z neprekinjenim pretokom. Pripomoček FreeStyle
Comfort je dovolj lahek, da ga lahko nosite prekramenskega pasu. Lahko deluje na izmenični
tok (stenska vtičnica), enosmerni tok (vozilo)
ali baterije.

Namen uporabe
Koncentrator kisika CAIRE FreeStyle Comfort jenamenjen dovajanju dodatnega kisika. Pripomoček
ni namenjen ohranjanju pri življenju in nezagotavlja nikakršnih možnosti nadziranja bolnika.

Zakaj je vaš osebni zdravnik
predpisal kisik
Mnogi ljudje trpijo zaradi različnih bolezni srca,
pljuč in drugih bolezni dihal. Mnogim od teh ljudi
lahko koristi terapija z dodajanjem kisika na domu,
med potovanji ali med vsakodnevnimi dejavnostmi,
ki jih opravljajo, ko niso doma.
Kisik je plin, ki sestavlja 21 % zunanjega zraka,ki ga dihamo, in naše telo za ustrezno delovanje
potrebuje stalno oskrbo s kisikom. Osebni zdravnik
vam je predpisal pretok ali nastavitev, ki ustreza
vaši bolezni dihal.

6 - SL PN MN232-28 L | Uporabniški priročnikČeprav kisik sam po sebi ne povzroča odvisnosti,
je lahko nepooblaščena terapija s kisikom nevarna.
Preden uporabite ta koncentrator kisika, seposvetujte z zdravnikom. Vaš dobavitelj opremeza dovajanje kisika vam bo pokazal, kako nastaviti
predpisan pretok.

Profil upravljavca
Koncentratorji z dodatnim kisikom oskrbujejo
uporabnike, ki trpijo zaradi bolezni, ki vplivajo
na učinkovitost pljuč pri prenosu kisika v zraku
v njihov krvni obtok. Prenosni koncentratorji kisika(POC) ne shranjujejo niti ne vsebujejo kisika. Ni jih
treba ponovno polniti, lahko pa jih napolnite kjer
koli, kjer je na voljo izmenični ali enosmerni tok(razen na letalu). Zato je uporabnik razmeroma
samozadosten v smislu domače uporabe,premikanja (tako doma kot zdoma), mobilnosti insplošnega življenjskega sloga. Koncentrator kisika
je na voljo le na zdravniški recept.
Tipični uporabnik terapije s kisikom je starejši
od 65 let in ima različne bolezni dihal, vključno
s kronično obstruktivno pljučno boleznijo(KOPB). Uporabniki imajo običajno dobre
kognitivne sposobnosti in morajo biti zmožni
izraziti nelagodje. Če uporabnik ni zmožen izraziti
nelagodja ali ne more prebrati in razumeti oznak na
koncentratorju in navodil za uporabo, priporočamo,da uporaba poteka pod nadzorom osebe, ki je tegazmožna. Če uporabnik med uporabo koncentratorja
začuti nelagodje, se mora posvetovati s svojim
zdravnikom. Uporabnikom svetujemo tudi, daimajo na voljo rezervni kisik (na primer jeklenkos kisikom) v primeru izpada električne energije ali
okvare koncentratorja. Za uporabo koncentratorja
ne potrebujejo nikakršnih edinstvenih spretnosti ali
sposobnosti.

FreeStyle Comfort
Pomembno!
Varnostna navodila so opredeljena tako:
OPOZORILO: POMEMBNE VARNOSTNE
INFORMACIJE ZA NEVARNOSTI, OB
KATERIH LAHKO PRIDE DO RESNIHPOŠKODB.
POZOR: Pomembne informacije za
preprečevanje škode na pripomočku
FreeStyle Comfort.
Opomba: Informacije, ki zahtevajo posebno pozornost.

Indikacije za uporabo
OPOZORILO: ZELO POMEMBNO JE, DA
IZBERETE SAMO PREDPISANO RAVENKISIKA. IZBRANEGA PRETOKA NE
SPREMINJAJTE, ČE VAM TEGA NE NAROČI LICENCIRANI KLINIČNI ZDRAVNIK.

OPOZORILO: NEKATERI DIHALNI NAPORIBOLNIKA MORDA NE BODO SPROŽILI FUNKCIJE
VARČEVANJA S KISIKOM.
OPOZORILO: PRIPOMOČEK FREESTYLECOMFORT NI NAMENJEN UPORABI PRI BOLNIKIHS TRAHEOSTOMO.
OPOZORILO: NOSEČNICE ALI DOJEČE MATERENE SMEJO UPORABLJATI PRIPOMOČKOV,PRIPOROČENIH V TEH NAVODILIH, SAJ LAHKOVSEBUJEJO FTALATE.

Kontraindikacije za uporabo
OPOZORILO: UPORABA KISIKA,
KI NI PREDPISAN, JE V NEKATERIHOKOLIŠČINAH LAHKO NEVARNA.
TA PRIPOMOČEK SE SME
UPORABLJATI SAMO, ČE GA
PREDPIŠE OSEBNI ZDRAVNIK.

OPOZORILO: TA PRIPOMOČEK NI BILPREIZKUŠEN ALI ODOBREN ZA UPORABOPRI PEDIATRIČNIH BOLNIKIH.

OPOZORILO: TA PRIPOMOČEK NI NAMENJEN
UPORABI V OKOLJIH, KJER SE UPORABLJAJONAPRAVE ZA MAGNETNO RESONANCO,ALI V NJIHOVI BLIŽINI.

OPOZORILO: TA PRIPOMOČEK NI BILPREIZKUŠEN ALI ODOBREN ZA UPORABO PRIPEDIATRIČNIH BOLNIKIH.

OPOZORILO: NE SMETE UPORABLJATI V
PRISOTNOSTI VNETLJIVIH ANESTETIKOV.

OPOZORILO: V SKLADU Z ZVEZNO ZAKONODAJO(ZDA) JE TA PRIPOMOČEK NAPRODAJ ALINA IZPOSOJO SAMO PREK NAROČILNICEOSEBNEGA ZDRAVNIKA ALI DRUGEGAPOOBLAŠČENEGA ZDRAVSTVENEGA DELAVCA.
OPOZORILO: TE ENOTE NE SMETE UPORABLJATIZA OHRANJANJE PRI ŽIVLJENJU. VSE
UPORABNIKE, KI MED UPORABO TEGAPRIPOMOČKA NE MOREJO IZRAZITI NELAGODJA,BODO MORDA POTREBOVALI DODATNOSPREMLJANJE. UPORABNIKI Z OKVARO SLUHAIN/ALI VIDA BODO MORDA POTREBOVALI POMOČ
PRI SPREMLJANJU ALARMOV.
OPOZORILO: NASTAVITVE NAČINA PULZNEGAODMERJANJA JE TREBA DOLOČITI ZA VSAKEGAUPORABNIKA POSEBEJ GLEDE NA NJEGOVEPOTREBE V MIROVANJU, MED VADBO IN MED
POTOVANJEM.

OPOZORILO: KOT PRI VSAKI ELEKTRIČNI
NAPRAVI LAHKO UPORABNIK PRESTANEOBDOBJA NEDELOVANJA ZARADI IZPADAELEKTRIČNE ENERGIJE ALI POTREBE POSERVISIRANJU KONCENTRATORJA KISIKAS STRANI USPOSOBLJENEGA TEHNIKA.
KONCENTRATOR KISIKA NI PRIMEREN ZAUPORABNIKE, PRI KATERIH BI ZARADI TAKŠNEZAČASNE PREKINITVE LAHKO PRIŠLO DO
ŠKODLJIVIH POSLEDIC ZA ZDRAVJE.
OPOZORILO: TA PRIPOMOČEK NI ODOBREN ZAUPORABO V VSEH OKOLJIH. IZPOSTAVLJENOSTDOLOČENIM ELEKTROMAGNETNIM VIROM
LAHKO POVZROČI MOTNJE ALI NENAMERNODELOVANJE PRIPOMOČKA. V PRIMERU MOTENJJE TREBA PRIPOMOČEK TAKOJ IZKLOPITI.

OPOZORILO: TA PRIPOMOČEK JE NAMENJEN
UPORABI V DOMAČEM ZDRAVSTVENEM
VARSTVU IN PODOBNIH AMBULANTNIH OKOLJIH.
OPOZORILO: TA PRIPOMOČEK JE NAMENJENZA BOLNIKA, KI PREJEMA KISIKOVO TERAPIJO.

PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik SL - 7

FreeStyle Comfort
Varnostne smernice
OPOZORILO: SPREMINJANJE
TE OPREME NI DOVOLJENOOPOZORILO: TA PRIPOMOČEK DOVAJA VISOKO
KONCENTRIRAN KISIK, KI SPODBUJA HITROIZGOREVANJE. NE DOVOLITE KAJENJA ALIOGNJA V PROSTORU, V KATEREM JE (1) TA
PRIPOMOČEK ALI (2) KATERI KOLI PRIPOMOČEK,KI VSEBUJE KISIK. V PRIMERU NEUPOŠTEVANJATEGA OPOZORILA LAHKO PRIDE DO HUDEGAPOŽARA, MATERIALNE ŠKODE IN/ALI TELESNIHPOŠKODB OZIROMA SMRTI.
OPOZORILO: ENOTE NE UPORABLJAJTEV OMEJENEM ALI ZAPRTEM PROSTORU(TJ. V MAJHNEM KOVČKU ALI TORBICI),KJER JE PREZRAČEVANJE LAHKO OMEJENO.
S TEM LAHKO POVZROČITE PREGREVANJE
KONCENTRATORJA KISIKA, KAR POSLABŠANJEGOVO DELOVANJE.
OPOZORILO: KONCENTRATOR MORATENAMESTITI TAKO, DA PREPREČITE NASTANEKDIMA, ONESNAŽEVALCEV ALI HLAPOV.
OPOZORILO: V PRIMERU RESNE NEZGODES TEM PRIPOMOČKOM MORA UPORABNIKNEZGODO NEMUDOMA PRIJAVITI DOBAVITELJU
IN/ALI PROIZVAJALCU. RESNA NEZGODA JE
OPREDELJENA KOT POŠKODBA, SMRT ALIMOŽNOST POVZROČITVE POŠKODBE/SMRTI, ČE BI
SE TA NEZGODA PONOVILA. UPORABNIK LAHKONEZGODO PRIJAVI TUDI PRISTOJNEMU ORGANU
V DRŽAVI, V KATERI JE PRIŠLO DO NEZGODE.

OPOZORILO: UPORABA NEKATERIHDODATKOV ZA DOVAJANJE KISIKA,
KI NISO NAMENJENI UPORABI S TEM
KONCENTRATORJEM KISIKA, LAHKOPOSLABŠA NJEGOVO DELOVANJE.
PRIPOROČENI DODATKI SO NAVEDENIV TEH NAVODILIH.
OPOZORILO: ČE JE KONCENTRATOR KISIKA
PADEL NA TLA, JE POŠKODOVAN ALI JE BILIZPOSTAVLJEN VODI, SE ZA PREGLED ALIMOREBITNO POPRAVILO PRIPOMOČKA OBRNITE
NA SVOJEGA DOBAVITELJA OPREME. NE
UPORABLJAJTE KONCENTRATORJA KISIKA, ČE
IMA POŠKODOVAN NAPAJALNI KABEL ALI VTIČ.
OPOZORILO: PRAVILNO PRITRDITE, PRIVEŽITE
ALI KAKO DRUGAČE PREPREČITE PREMIKANJE
KONCENTRATORJA KISIKA MED PREVOZOM,DA PREPREČITE ŠKODO ALI POŠKODBE.
8 - SL PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik

OPOZORILO: UREDBI AMERIŠKEGA MINISTRSTVAZA PROMET (DOT) IN ZDRUŽENIH NARODOV(ZN) ZAHTEVATA ODSTRANITEV BATERIJE IZ
PRIPOMOČKA MED VSEMI MEDNARODNIMIPOLETI, MED KATERIMI KONCENTRATOR KISIKA
PRIJAVITE KOT PRTLJAGO. PRI POŠILJANJU
KONCENTRATORJA KISIKA JE TREBA BATERIJOODSTRANITI IZ PRIPOMOČKA IN JO USTREZNOZAPAKIRATI.
OPOZORILO: OPREME NE UPORABLJAJTE,NE DA BI PREJ PREBRALI IN RAZUMELI TA
NAVODILA. ČE NE RAZUMETE OPOZORIL IN
NAVODIL, SE PRED POSKUSOM UPORABE TE
OPREME OBRNITE NA DOBAVITELJA OPREME,SICER LAHKO PRIDE DO TELESNIH POŠKODB
ALI MATERIALNE ŠKODE.
OPOZORILO: ČE OBČUTITE NELAGODJE ALI
POTREBUJETE NUJNO ZDRAVSTVENO OSKRBO,TAKOJ POIŠČITE ZDRAVNIŠKO POMOČ.
OPOZORILO: UPORABA KONCENTRATORJAKISIKA ZUNAJ NAVEDENE DELOVNETEMPERATURE LAHKO OMEJI ZMOŽNOST
KONCENTRATORJA, DA IZPOLNJUJESPECIFIKACIJE GLEDE KONCENTRACIJE KISIKA.
TEMPERATURNE OMEJITVE SI OGLEJTE V
POGLAVJU O SPECIFIKACIJAH V TEH NAVODILIH.
OPOZORILO: S PRIPOMOČKI, KI VSEBUJEJOKISIK OZIROMA S KONCENTRATORJEM KISIKA
NE UPORABLJAJTE OLJA, MASTI, NAFTNIHDERIVATOV ALI DRUGIH VNETLJIVIH IZDELKOV.
UPORABLJATE LAHKO SAMO LOSJONE ALI
MAZILA NA VODNI OSNOVI, KI SO ZDRUŽLJIVIS KISIKOM. KISIK POSPEŠI IZGOREVANJEVNETLJIVIH SNOVI.
OPOZORILO: NEUSTREZNA UPORABA
BATERIJE LAHKO POVZROČI, DA SE BATERIJASEGREJE ALI VNAME, KAR LAHKO POVZROČI
HUDE POŠKODBE. PAZITE, DA BATERIJE NE
PREBODETE, UDARITE, STOPITE NANJO IN DA
VAM NE PADE NA TLA OZIROMA DA JE KAKODRUGAČE NE IZPOSTAVITE MOČNIM UDARCEM
ALI SUNKOM. UPORABA POŠKODOVANE
BATERIJE LAHKO POVZROČI TELESNEPOŠKODBE.
OPOZORILO: KOVINSKIH KONTAKTOV BATERIJESE NE SMETE DOTIKATI S KOVINSKIMIPREDMETI, KOT SO KLJUČI ALI KOVANCI,SAJ LAHKO POVZROČITE KRATEK STIK.
ZARADI TEGA LAHKO PRIDE DO ISKRENJA ALIPREKOMERNEGA SEGREVANJA.

FreeStyle Comfort
OPOZORILO: MED UPORABO PRENOSNEGAKONCENTRATORJA KISIKA NA PROSTEM ZNAPAJALNIKOM NA IZMENIČNI TOK PRIKLJUČITENAPAJALNIK SAMO V VTIČNICO S PREKINITVIJOOZEMLJITVENE NAPAKE (GFI).
OPOZORILO: KONCENTRATORJA KISIKA NE
SMETE UPORABLJATI ZRAVEN DRUGE OPREMEALI NA DRUGI OPREMI. ČE SE UPORABI ZRAVENDRUGE OPREME ALI NA DRUGI OPREMI NE
MORETE IZOGNITI, MORATE PRIPOMOČEKNADZOROVATI IN TAKO ZAGOTOVITI NORMALNO
DELOVANJE.
OPOZORILO: ČE UPORABLJATE KABLE
IN ADAPTERJE, KI NISO NAVEDENI V
SPECIFIKACIJAH, PRI ČEMER SO IZJEMA
KABLI IN ADAPTERJI, KI JIH PROIZVAJALECELEKTRIČNE MEDICINSKE OPREME PRODAJAKOT NADOMESTNE DELE ZA NOTRANJEKOMPONENTE, LAHKO PRIDE DO VEČJIHEMISIJ ALI ZMANJŠANE ODPORNOSTIKONCENTRATORJA KISIKA.
OPOZORILO: UPORABLJAJTE SAMOELEKTRIČNO NAPETOST, KI JE NAVEDENANA OZNAKI S SPECIFIKACIJAMI, KI JE NA
PRIPOMOČKU.
OPOZORILO: S TO ENOTO NE UPORABLJAJTEPODALJŠKOV IN NE PRIKLJUČUJTE PREVEČ
VTIČEV V ISTO ELEKTRIČNO VTIČNICO. Z
UPORABO PODALJŠKOV LAHKO NEGATIVNO
VPLIVATE NA DELOVANJE PRIPOMOČKA. ČE V
ENO VTIČNICO PRIKLJUČITE PREVEČ VTIČEV,LAHKO PREOBREMENITE ELEKTRIČNO PLOŠČO,ZARADI ČESAR SE SPROŽI PREKINJALO/VAROVALKA ALI CELO PRIDE DO POŽARA,ČE PREKINJALO ALI VAROVALKA NE DELUJE.
POZOR: Če se sproži alarm ali če
opazite, da koncentrator kisika ne deluje
ustrezno, glejte razdelek za odpravljanjetežav v teh navodilih. Če težave
ne morete odpraviti, se obrnite na
dobavitelja opreme.

OPOZORILO: NE POSKUŠAJTEZ VZDRŽEVALNIMI POSEGI, KI NISO
MED MOŽNIMI REŠITVAMI, KI SO
NAVEDENE V TEH NAVODILIH.
OPOZORILO: SAMO DODATKI, KI JIH PRIPOROČAPROIZVAJALEC. UPORABA KATEREGA KOLIDRUGEGA DODATKA JE LAHKO NEVARNA,
POVZROČI VEČJO ŠKODO NA KONCENTRATORJUKISIKA IN RAZVELJAVI GARANCIJO.
OPOZORILO: PROIZVAJALEC PRIPOROČA
ALTERNATIVNI VIR DODATNEGA KISIKA ZAPRIMERE IZPADA ELEKTRIČNE ENERGIJE,
ALARMNEGA STANJA ALI MEHANSKE OKVARE.
GLEDE REZERVNEGA SISTEMA SE POSVETUJTES SVOJIM OSEBNIM ZDRAVNIKOM ALIDOBAVITELJEM OPREME.
OPOZORILO: PAZITE, DA SE ODPRTINE ZA
DOVAJANJE ALI ODVAJANJE ZRAKA NE
ZAMAŠIJO. V ODPRTINE NA PRIPOMOČKU NE
SPUŠČAJTE ALI VSTAVLJAJTE PREDMETOV.
S TEM LAHKO POVZROČITE PREGREVANJE
KONCENTRATORJA KISIKA, KAR POSLABŠANJEGOVO DELOVANJE.
OPOZORILO: KAJENJE MED UPORABO KISIKA JEGLAVNI VZROK POŠKODB ZARADI OGNJA IN Z
NJIMI POVEZANIH SMRTI. UPOŠTEVATI MORATETA VARNOSTNA OPOZORILA:OPOZORILO: NE DOVOLITE KAJENJA, SVEČALI OGNJA V PROSTORU, V KATEREM SO
PRIPOMOČEK ALI DODATKI, KI VSEBUJEJO KISIK.
OPOZORILO: ČE KADITE IN HKRATI NOSITE
KANILO ZA KISIK, LAHKO PRIDE DO OPEKLIN NA
OBRAZU IN LAHKO CELO POVZROČI SMRT.
OPOZORILO: ČE KADITE, VAM LAHKO TI
TRIJE KORAKI REŠIJO ŽIVLJENJE: IZKLOPITE
KONCENTRATOR KISIKA, ODSTRANITE KANILOIN ZAPUSTITE PROSTOR, V KATEREM JE
PRIPOMOČEK.

POZOR: Upoštevajte vsa navodila proizvajalca,da preprečite razveljavitev garancije.

PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik SL - 9

FreeStyle Comfort
OPOZORILO: OZNAKE "PREPOVEDANOKAJENJE – UPORABA KISIKA" MORAJO BITI VIDNO
PRIKAZANE V STANOVANJU OZIROMA NA VSEH
MESTIH, KJER SE UPORABLJA KISIK. UPORABNIKI
IN NJIHOVI NEGOVALCI MORAJO BITI OBVEŠČENIO NEVARNOSTIH KAJENJA V PRISOTNOSTI ALIMED UPORABO MEDICINSKEGA KISIKA.
OPOZORILO: KONCENTRATORJA KISIKA NE
UPORABLJAJTE V PRISOTNOSTI VNETLJIVIH
PLINOV. ZARADI TEGA LAHKO PRIDE DO HITREGAGORENJA, KI LAHKO POVZROČI MATERIALNOŠKODO, TELESNE POŠKODBE ALI SMRT.
OPOZORILO: ČE KANILO ODSTRANITE IN JOPOSTAVITE NA OBLAČILA, POSTELJNINO, KAVČE
ALI DRUG OBLAZINJEN MATERIAL, LAHKO PRIDE
DO HITREGA VŽIGA, ČE JE IZPOSTAVLJENA
CIGARETI, VIRU TOPLOTE ALI OGNJU.
OPOZORILO: NOSNE KANILE NE PUŠČAJTE
NA OBLAČILIH ALI POD NJIMI, NA POSTELJNINIALI OBLAZINJENIH STOLIH. ČE JE ENOTAVKLOPLJENA, VENDAR NI V UPORABI, BO
MATERIAL VNETLJIV ZARADI KISIKA. PREPRIČAJTE
SE, DA JE NAPAJANJE IZKLOPLJENO, KO
KONCENTRATORJA KISIKA NE UPORABLJATE.
OPOZORILO: ODOBRENI DODATKI ZA DOVAJANJEKISIKA SO ZASNOVANI TAKO, DA ZARADIVARNOSTI BOLNIKA ZMANJŠAJO ŠIRJENJE
OGNJA. UPORABA NEODOBRENIH DODATKOVLAHKO POVEČA TVEGANJE ZA TELESNEPOŠKODBE ALI ŠKODO, POVEZANO S POŽARI.
OPOZORILO: KONCENTRATOR KISIKA JE TREBAPRED ODSTRANITVIJO BATERIJE IZKLOPITI INODKLOPITI IZ ZUNANJEGA VIRA NAPAJANJA.
OPOZORILO: MAJHNI DELIPREDSTAVLJAJO POTENCIALNO
NEVARNOST ZADUŠITVE.

POZOR: Koncentratorja kisika ne postavljajte tako,
da otežite dostop do napajalnega kabla.
POZOR: Cevke za dovod kisika in napajalne kablevedno postavite tako, da ni nevarnosti spotikanja
ali morebitne nenamerne zadušitve.
POZOR: Pri uporabi koncentratorja kisika
v avtomobilu, čolnu ali drugih virih enosmernega
toka z napajalnikom za enosmerni tok se
prepričajte, da se vozilo zažene in deluje, preden
priključite koncentrator kisika. Neupoštevanje tehnavodil lahko povzroči, da napajalnik ne bo napajal
koncentratorja kisika.
POZOR: Ko je motor avtomobila, v katerem
uporabljate enoto koncentratorja kisika, ugasnjen,
pripomoček odklopite in odstranite iz avtomobila.
Koncentratorja kisika ne shranjujte v zelo vročem
ali hladnem avtomobilu ali v drugih podobnih
okoljih z visoko ali nizko temperaturo.
Opomba: Prenosna in mobilna oprema za
radiofrekvenčno komunikacijo lahko vpliva
na medicinsko električno opremo.
POZOR: NE puščajte koncentratorja
kisika ali napajalnika priključenega na
vozilo, če je vžig v položaju OFF (izklop).
S tem lahko izpraznite akumulator vozila.
POZOR: Uporaba ali skladiščenje koncentratorja
kisika zunaj običajnega območja delovne
temperature in območja tlaka v okolju(nadmorske višine) lahko vpliva na delovanje
in skrajša čas delovanja baterije in/ali podaljša
čas polnjenja baterije. Za omejitve temperatur
skladiščenja in uporabe glejte razdeleks specifikacijami v teh navodilih.

OPOZORILO: VETER ALI MOČAN PREPIH LAHKONEGATIVNO VPLIVA NA TERAPIJO Z NATANČNIMDOVAJANJEM KISIKA.

POZOR: Za koncentratorje kisika z baterijami:
Hranite na hladnem in suhem mestu, da zagotovite
dolgo življenjsko dobo baterije. Daljše skladiščenje
koncentratorja kisika pri visokih temperaturah ali s
popolnoma napolnjeno ali popolnoma izpraznjeno
baterijo lahko skrajša skupno življenjsko dobobaterije. Ne poskušajte odpreti baterije; v bateriji
ni delov, ki jih je treba servisirati. Baterije hranite
stran od otrok.

OPOZORILO: TA IZDELEK VAS LAHKO IZPOSTAVIKEMIKALIJAM, VKLJUČNO Z NIKLJEM, KI GA VZVEZNI DRŽAVI KALIFORNIJI OBRAVNAVAJO KOTRAKOTVORNEGA. ZA VEČ INFORMACIJ OBIŠČITE
WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

POZOR: UPORABLJAJTE SAMO baterije, ki jih
je priložil proizvajalec. Za pravilno odlaganje baterij
se obrnite na svojega ponudnika opreme ali lokalno
vladno agencijo, pristojno za odlaganje odpadnih
snovi.

OPOZORILO: IZOGIBAJTE SE STIKU Z IZPUŠNIMZRAKOM DLJE KOT 10 SEKUND, SAJ JE LAHKOTOPEL.

POZOR: Preden napajalnik za izmenični
tok odklopite iz koncentratorja kisika,ga vedno najprej odklopite iz stenske
vtičnice.
10 - SL PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik

FreeStyle Comfort
Opomba: Za zmanjšanje škode, ki jo lahko povzroči
koncentrator ali izpad električne energije, moraponudnik opreme oceniti potrebo po rezervnem kisiku,
in sicer med namestitvijo ter redno zatem ob vsaki
spremembi naslednjih atributov:

Opomba: Če je bil koncentrator kisika dalj časashranjen zunaj običajnih okoljskih pogojev delovanja,
prikazanih v tabeli s specifikacijami, je treba
omogočiti, da se pred vklopom vrne na običajno
delovno temperaturo.

- Stanje bolnika

Opomba: Ponudnik opreme mora med namestitvijo
in redno zatem ob vsaki spremembi atributovv nadaljevanju oceniti potrebo po rezervnem kisiku
za primer okvare koncentratorja ali izpada električne
energije:- Okolje, v katerem bolnik živi- Sposobnost ponovne oskrbe bolnika z rezervnimi
zalogami dodatnega kisika.
Opomba: Prepričajte se, da je kanila do konca
vstavljena in varno pritrjena. S tem boste zagotovili,
da lahko koncentrator kisika pravilno zazna inspiracijo
za dovajanje kisika. Med vdihavanjem morate slišati
ali občutiti pretok kisika v konice nosne kanile.

- Stanje bolnika- Okolje, v katerem bolnik živi- Sposobnost ponovne oskrbe bolnika z rezervnimi
zalogami dodatnega kisika.

Opomba: Litijeve baterije lahko trajno izgubijo
kapaciteto, če so izpostavljene izjemno vročim
temperaturam, ko so popolnoma napolnjene ali
popolnoma izpraznjene. Za daljše skladiščenje jepriporočljivo, da se baterije napolnijo od 25 do 50 %in ostanejo v temperaturnem območju od -4–68 °F(-20–20 °C).
Opomba: Koncentratorja kisika ne uporabljajte brez
nameščenega filtra v odprtinah za dovod zraka. Če je
na voljo drugi filter, vstavite nadomestni filter, preden
očistite umazani filter. Umazani filter očistite v topli
milnici, nato pa ga pred uporabo temeljito posušite.
Opomba: Proizvajalec ne priporoča sterilizacije
te opreme.
Opomba: Med uporabo enote za koncentriranje kisika
ni nevarnosti, da bi v prostoru zmanjkalo kisika.
OPOZORILO: KONCENTRATORJAKISIKA NE SMETE UPORABLJATIALI PRIKLJUČITI NA ZUNANJO(IZMENIČNO/ENOSMERNO) NAPAJANJE
BREZ NAMEŠČENE BATERIJE.
KO ODSTRANITE BATERIJO, NE
POSKUŠAJTE VKLOPITI ENOTE ALI JOPRIKLJUČITI NA ZUNANJE NAPAJANJE.
BATERIJO ODSTRANITE, ŠELE KO JE ENOTAIZKLOPLJENA IN ODKLOPLJENA IZ NAPAJANJA.
NE POSKUŠAJTE ODSTRANITI BATERIJE,
DOKLER JE ENOTA ŠE VEDNO VKLOPLJENA ALIPRIKLJUČENA NA NAPAJANJE.

PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik SL - 11

FreeStyle Comfort
Specifikacije
FreeStyle Comfort
Dimenzije (z eno baterijo)

10.0 x 7.3 x 3.1 in (25.4 x 18.5 x 7.9 cm)

Dimenzije (z dvojno baterijo)

11.0 x 7.3 x 3.1 in (27.9 x 18.5 x 7.9 cm)

Teža (z eno baterijo)

5 lbs (2,3 kg)Teža (z dvojno baterijo)

6 lbs (2,7 kg)

Nazivna raven zvoka***

39,93 dB(A) ± 0,42 dB(A) pri 2

Nastavitve pretoka

Nastavitev pulza 1, 2, 3, 4, 5

Nastavitev odvoda za O2

Nastavitev 1 – 210 ml/min
Nastavitev 2 – 420 ml/min
Nastavitev 3 – 630 ml/min
Nastavitev 4 – 840 ml/min
Nastavitev 5 – 1050 ml/min([pri 20 bpm STPD] Vse količine +/- 15 %Koncentracija kisika*
Nadzor kisika
Najvišji izhodni tlak
Občutljivost odmerjanja

90 % (+5.5 % / -3 %)Da<30 PSI> -0,1 cm H2O (nastavljivo)

Izmenični tok

100–240 VAC, 50–60 Hz, maks. 120 W

Enosmerni tok

11–18 VDC (10 maks. amp)

Vrsta baterije

Litij-ionska

Zmogljivost baterije
Čas polnjenja baterije
Trajanje baterije
Delovna temperatura**

Ena celica: 6700 mAh; dvojna celica: 13.400 mAh
Ena baterija: 3,5 ure
Dvojna baterija: 6 ur
Trajanje ene baterije: Nastavitev 2–4 ure
Trajanje dvojne baterije: Nastavitev 2–8 ur
od 5 °C do 40 °C (od 41 °F do 104 °F)

Temperatura prevoza in skladiščenja (Enota)

od -25 °C do +70 °C (od -13 °F do +158 °F) do 3048 m (10000 ft)

Temperatura prevoza in skladiščenja
(Baterija)

od -25 °C do +70 °C (od -13 °F do +158 °F) do 3048 m (10000 ft)

Delovna nadmorska višina**
Delovna vlažnost

Od -381 do 3048 m (od -1250 do 10,000 ft)(testirano na 700–1060 hPa)
Od 15 do 95 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)Vlažnost v skladišču

Od 0 do 90 % brez kondenzacije

Omejena garancija

Glejte garancijsko izjavo* Na osnovi atmosferskega tlaka 14,7 psi (101 kPa) pri 21 °C (70 °F)** Enota bo delovala v vseh okoljih, dokler je okolje v specificiranem območju temperature in vlage. Delovanje zunaj
teh delovnih specifikacij lahko omeji zmožnost koncentratorja, da ustreza specifikacijam koncentracije kisika pri višjih
pretokih v litrih. Zaslon za ogrevanje se lahko še naprej prikazuje, dokler koncentrator ne doseže ciljne koncentracije ali
do 15 minut. Medtem nadaljujte z uporabo enote.
*** Raven hrupa je bila izmerjena po preskusni metodi št. 14-1 10/2018 MDS-Hi.
Pričakovana življenjska doba je najmanj pet let.

12 - SL PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik

FreeStyle Comfort
Navodila za uporabo
1. Poiščite in namestite pripomoček FreeStyle
Comfort na ustrezno mesto za uporabo.
a. Koncentrator mora biti dobro prezračen, tako
da filtri v odprtinah za dovod in odvod zraka
niso blokirani.
b. Koncentrator mora biti nameščen tako,
da so vsi zvočni in vizualni indikatorji ter
alarmi zlahka vidni in slišni.
c. Pred uporabo enote se prepričajte, da so
v odprtinah za dovod zraka nameščeni
filtri. Če v enoti manjka filter, se obrnite na
ponudnika opreme.

3. Priključite napajalnik na izmenični ali enosmerni
tok v vhod za napajalni kabel na spodnji desni
strani na sprednjem delu enote.

2. Namestite baterijo v koncentrator.
a. Baterijo poravnajte s spodnjim ohišjem iz
sredine pripomočka FreeStyle Comfort.

4. Povežite nosno kanilo z odvodno cevjo za kisik.
Pred uporabo se prepričajte, da je povezava
varna.
OPOMBA: Vsaka uporabljena kanila,
ki ni priporočena, lahko vpliva na delovanje.

b. Baterijo potisnite navznoter, dokler ne slišite
klika, kar potrjuje, da se je zaskočila na svoje
mesto.

Opomba: Za dobavitelja opreme: Za uporabo s
pripomočkom FreeStyle Comfort priporočamo
naslednje dodatke za dovajanje kisika:• Nosna kanila z 2,1 m cevk (7 čevljev) (Največji LPM:
6 LPM): CAIRE številka dela 5408-SEQ• Dodatne informacije o priporočenih dodatkih so na
voljo na spletni strani www.caireinc.com.
5. Vklopite pripomoček FreeStyle Comfort z
gumbom za vklop/izklop in izberite predpisano
nastavitev pretoka z uporabo gumbov za
povečanje (+) ali zmanjšanje (-) pretoka.

PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik SL - 13

FreeStyle Comfort
Hitrostdihanja
15
20
25
30
35
40

Oglasil se bo kratek alarm, ki bo naznanil,da je pripomoček vklopljen.
Opomba: Ko pripomoček FreeStyle Comfort prvič
vklopite, je privzeta nastavitev pretoka 2. Če spremenite
nastavitev, ima ob naslednjem vklopu enota prejšnjo
nastavitev pretoka.
6. Postavite nosno kanilo na obraz v skladu z
navodili proizvajalca, ki so priložena kanili, in
dihajte normalno. Vsakič, ko vdihnete, začutite
dovajanje kisika skozi nosno kanilo.
7. Če želite spremeniti nastavitev pretoka, pritisnite
gumbe za povečanje (+) ali zmanjšanje (-)
pretoka na želeno hitrost pretoka. Normalno je
slišati razliko v zvoku, ko spreminjate nastavitve
pretoka.

Hitrostdihanja
15
20
25
30
35
40

Nastavitev volumna pulza za autoSAT (ml)*
1
2
3
4
5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5

21.0
21.0
21.0
21.0
21.0
21.0

31.5
31.5
31.5
31.5
30.0
26.3

42.0
42.0
42.0
35.0
30.0
26.3

*Dovoljeno odstopanje je +/- 15 %14 - SL PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik

52.5
52.5
42.0
35.0
30.0
26.3

Nastavitev volumna pulza za načine,ki niso autoSAT (ml)*
1
2
3
4
5
14.0
10.5
8.4
7.0
6.0
5.3

28.0
21.0
16.8
14.0
12.0
10.5

42.0
31.5
25.2
21.0
18.0
15.8

56.0
42.0
33.6
28.0
24.0
21.0

70.0
52.5
42.0
35.0
30.0
26.3

8. Izklopite pripomoček FreeStyle Comfort
z gumbom za vklop/izklop.
Opomba: Zaslon bo prešel v stanje pripravljenosti inse bo po 20 sekundah zatemnil. Pritisnite kateri koli
gumb, da prebudite zaslon iz stanja pripravljenosti.
9. Za napredne funkcije glejte navodila
za navigacijo po menijih.

POSEBNE FUNKCIJE IZDELKA
autoSAT®
Originalna funkcija autoSAT družbe CAIRE
omogoča pripomočku FreeStyle Comfort, dazagotavlja dosledno količino kisika (bolusa) na
vdih, do največje hitrosti dihanja. Ker se hitrost
dihanja uporabnika med aktivnostmi, kot je hoja,
poveča, funkcija autoSAT prilagodi delovanje
pripomočka tako, da ta ohrani nastavljeno
količino bolusa.
UltraSense®
Ta občutljivi sprožilnik pulznega odmerka zazna
spremembo tlaka med dihanjem in sprosti pulz
kisika, ko vdihnete.
autoDOSE®
Če se pojavi "alarm brez dihanja", bo ta funkcija
dovajala pulze kisika pri 20 vdihih na minuto pri
trenutni nastavitvi pretoka enote, dokler stanje
alarma ne bo odpravljeno.

FreeStyle Comfort
Napajalniki
Pripomoček FreeStyle Comfort lahko napajate
na tri načine:• Polnilna baterija• Izmenični tok• Enosmerni tok
Informacije o delovanju vsakega od teh sestavnih
delov so v naslednjih razdelkih.
OPOZORILO: UPORABLJAJTE SAMO NAPAJALNIKE, OPISANE V TEH NAVODILIHZA UPORABO. UPORABA NAPAJALNIKOV IN BATERIJ DRUGIH PROIZVAJALCEV LAHKO POŠKODUJE ENOTO IN
POVZROČI NEPRAVILNO DELOVANJE.

ODSTRANJEVANJE BATERIJE

Pritisnite gumb za sprostitev baterije navzdol, stranod pripomočka FreeStyle Comfort. Medtem koDRŽITE ta gumb, potisnite baterijo navzven tako,
da jo povlečete stran od koncentratorja.
OPOZORILO: KONCENTRATOR KISIKA
JE TREBA PRED ODSTRANITVIJOBATERIJE IZKLOPITI IN ODKLOPITIIZ ZUNANJEGA VIRA NAPAJANJA.

BATERIJA

Pripomoček FreeStyle Comfort lahko upravlja
polnilna baterija, ki mu je priložena. Ko koncentrator
napaja polnilna baterija, ni nobenih delovnih
omejitev. Vse hitrosti pretokov so na voljo pri
napajanju prek baterije.

PREVERJANJE NAPOLNJENOSTIBATERIJENAMESTITEV BATERIJE

Baterijo poravnajte s spodnjim ohišjem iz sredine
pripomočka FreeStyle Comfort. Baterijo potisnite
navznoter, dokler ne klikne, kar potrjuje, da se jezaskočila na svoje mesto.

Če želite preveriti napolnjenost baterije, ko je
nameščena v pripomočku FreeStyle Comfort,
glejte ikono baterije in predvideni preostali čas
na zaslonu.
80–100 %60–80 %

40–60 %

20–40 %20 %PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik SL - 15

FreeStyle Comfort
Opomba: Če je priključen napajalnik, se bo namesto
odstotka napolnjenosti prikazal indikator vtiča.
Če želite preveriti napolnjenost baterije, ko ni
nameščena v pripomočku FreeStyle Comfort, jopoložite na ravno podlago in pritisnite gumb TEST.
Indikatorske lučke merilnika baterije (25–100 %)bodo zasvetile na desni strani gumba TEST,
kar prikazuje raven napolnjenosti baterije.

TRAJANJE DELOVANJA BATERIJE

Ko odklopite zunanji vir napajanja z izmeničnim
ali enosmernim tokom, koncentrator samodejno
preklopi na napajanje prek baterije, če je nameščena
napolnjena baterija. V spodnji tabeli je prikazano
običajno trajanje delovanja nove baterije. Trajanjebaterije bo ostalo enako ne glede na hitrost dihanja.
Nastavitev
pulza

Trajanje ene(8-celične) baterije

Trajanje dvojne(16-celične)baterije

1

do 8 urdo 16 ur2

do 4 ure

do 8 ur3

do 3 ure

do 6 ur4

do 2,25 ure

do 4,5 ure

5do 2 urido 4 ureOBIČAJNI ČAS POLNJENJA BATERIJE
ZAČETNO POLNJENJE

Nova baterija, ki je priložena vašemu pripomočku
FreeStyle Comfort, je ob pošiljanju iz tovarne samodelno napolnjena. Pred prvo uporabo napolnite
baterijo z izmeničnim ali enosmernim tokom.

SPLOŠNE INFORMACIJE O POLNJENJU

Pripomoček FreeStyle Comfort bo napolnil baterijo,
ko bo nameščen v koncentratorju in bo koncentrator
priključen na zunanji vir napajanja z izmeničnim ali
enosmernim tokom (razen na letalu).
Baterija je popolnoma napolnjena, ko se prikaže
100 %.
Baterijo lahko napolnite tudi z izbirnim namiznim
polnilnikom.

16 - SL PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik

Običajni čas polnjenja baterije iz popolnoma
izpraznjene baterije je 3,5 ure za eno baterijo
in 6 ur za dvojno baterijo.
Opomba: Baterija se sprva morda ne bo začela
polniti, če je popolnoma izpraznjena.

ŽIVLJENJSKA DOBA BATERIJE

Baterije pripomočka FreeStyle Comfort so
zasnovane za 300 ciklov polnjenja/praznjenja.

FreeStyle Comfort
Napajalnika za izmenični
in enosmerni tok
Pripomoček FreeStyle Comfort je serijsko opremljen
z napajalnikoma za izmenični in enosmerni tok.
Napajalnik za izmenični tok vključuje naslednje:	a. Napajalnik za izmenični tok, ki deluje med
100–240 volti, 50–60 Hz.
	b. Napajalni kabel za izmenični tok, ki ga
priključite v napajalnik in ustrezno vtičnico
za izmenični tok.

Napajalnik za enosmerni vsebuje kabel, ki ga
priključite neposredno v enoto in v vtičnico za
enosmerni tok.
2. Priključite napajalni kabel za izmenični tok
na napajalnik za izmenični tok.

IZMENIČNI TOKNapajalnik za izmenični tok je namenjen uporabi
doma ali kjer je na voljo standardna vtičnica za
izmenični tok. Pripomoček FreeStyle Comfort
deluje povsem normalno tudi pri napajanju zizmeničnim tokom. Pripomoček FreeStyle Comfort
bo baterijo napolnil, tudi ko je na voljo izmenični
tok (razen na letalu). Baterija se bo napolnila neglede na to, ali je pripomoček FreeStyle Comfort
vklopljen ali izklopljen.
OPOZORILO: NE PRIKLJUČUJTEZUNANJEGA VIRA NAPAJANJA, ČEV KONCENTRATORJU KISIKA NINAMEŠČENA BATERIJA.

3. Nasprotni konec napajalnega kabla za izmenični
tok priključite v stensko vtičnico ali drugo
ustrezno električno vtičnico.

Če želite povezati pripomoček FreeStyle Comfort
z napajalnikom za izmenični tok:
1. P riključite napajalnik za izmenični tok na vhod za
napajalni priključek spodaj desno na sprednjem
delu pripomočka FreeStyle Comfort. Ne pozabite
potisniti navznoter, da je povezava varna.

PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik SL - 17

FreeStyle Comfort
4. Vklopite pripomoček FreeStyle Comfort z
gumbom za vklop/izklop in izberite predpisano
nastavitev pretoka z uporabo gumbov za
povečanje (+) ali zmanjšanje (-) pretoka.

4. Vklopite pripomoček FreeStyle Comfort z
gumbom za vklop/izklop in izberite predpisano
nastavitev pretoka z uporabo gumbov za
povečanje (+) ali zmanjšanje (-) pretoka.
Opomba: Če je treba baterijo napolniti, bo imela ikonabaterije na zaslonu eno oranžno črtico.

ENOSMERNI TOKNapajalnik za enosmerni tok je namenjen uporabi vpomožnih vtičnicah v avtomobilih, čolnih ali drugih
motornih vozilih. Pripomoček FreeStyle Comfort
deluje povsem normalno tudi pri napajanju z
enosmernim tokom. Pripomoček FreeStyle Comfort
bo po potrebi baterijo tudi napolnil, ko je na voljo
enosmerni tok. Baterija se bo napolnila, če je enota
izklopljena, vklopljena oziroma med njeno uporabo.
OPOZORILO: NE PRIKLJUČUJTEZUNANJEGA VIRA NAPAJANJA,ČE KONCENTRATOR KISIKA NIMANAMEŠČENE BATERIJE.
1. Zaženite motorno vozilo.
2. P riključite napajalnik na enosmerni tok v vhod za
napajalni kabel na spodnji desni strani sprednjega
dela pripomočka FreeStyle Comfort. Ne pozabite
potisniti navznoter, da je povezava varna.

3. Povežite nasprotni konec napajalnega kabla za
enosmerni tok v avtomobilsko ali drugo dodatno
vtičnico za enosmerni tok.
18 - SL PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik

POZOR: Da preprečite morebiten požar
ali pregrevanje, se prepričajte, dav 12-voltni vtičnici za enosmerni tok
ni umazanije in da je adapterski vtič
napajalnika za enosmerni tok pravilno
in varno nameščen.
POZOR: Kovinske površine napajalnika za
enosmerni tok se lahko med uporabo zaradi
visokega toka ZELO SEGREJEJO. Preden se jih
dotikate, počakajte, da se površine ohladijo.
POZOR: Napajalnika za enosmerni tok ne
uporabljajte s podaljški, razdelilniki ali adapterji.
Uporaba neodobrenih dodatkov lahko povzroči
pregrevanje ali poškodbo.
POZOR: Priključitev pripomočka v 12-voltno
enosmerno vtičnico lahko izprazni akumulator
vozila, če motor ne deluje, tudi če je pripomoček
izklopljen.
POZOR: Ne zaganjajte vozila, ko je priključennapajalnik za enosmerni tok.

FreeStyle ComfortČiščenje, nega in rutinskovzdrževanje
RUTINSKO VZDRŽEVANJE

Preventivno vzdrževanje
Pripomočka ni treba vzdrževati. Filtri v pripomočku
bodo zdržali celotno življenjsko dobo pripomočka.
Če pripomoček ne deluje pravilno, je treba enoto
vrniti dobavitelju v popravilo. Servis notranjih
komponent v omarici pripomočka FreeStyle
Comfort mora opraviti dobavitelj kisika.
Upravljavec enote je odgovoren za naslednjivzdrževalni postopek.
• Tedensko – čiščenje filtrov v odprtinah za dovodzraka
OPOZORILO: NE POSKUŠAJTEODPRETI ALI ODSTRANITI PLASTIČNIH
POKROVOV KONCENTRATORJAKISIKA. ENOTO SME ODPRETI SAMOUSPOSOBLJEN SERVISER.

FILTRI V ODPRTINAH ZA DOVOD ZRAKA

Zrak vstopi v pripomoček FreeStyle Comfort skozi
filtre v odprtinah za dovod zraka, ki so na sprednji
spodnji strani koncentratorja kisika. Ti filtri
preprečujejo vstop prahu in drugih velikih delcev
v zraku v enoto.
Vsaj enkrat na teden je treba očistiti filtre v odprtinah
za dovod zraka. Vaš dobavitelj kisika vam lahko
svetuje, da jih čistite pogosteje, odvisno od pogojev
delovanja. Sledite tem korakom za pravilno čiščenje
filtrov v odprtinah za dovod zraka.
1. O dstranite oba filtra s sprednje strani pripomočka
FreeStyle Comfort tako, da pritisnete ustrezen
jeziček in ga povlečete navzven.

OPOZORILO: KONCENTRATORJAKISIKA NE UPORABLJAJTE BREZNAMEŠČENEGA FILTRA V ODPRTINAH
ZA DOVOD ZRAKA.

NEGA BATERIJE

Ne izpostavljajte baterije tekočinam.
Ne poskušajte razstaviti ali odpreti baterije.
Baterije ne izpostavljajte ognju.
Pazite, da vam baterija ne pade na tla.
Baterijo hranite stran od otrok.
Če se zdi, da je baterija poškodovana, se pred
uporabo obrnite na svojega dobavitelja kisika.
Baterije ne postavljajte v mikrovalovno pečico ali
v njeno bližino oziroma bližino drugih kuhinjskih
aparatov.

SHRANJEVANJE BATERIJE

Baterije koncentratorja kisika pred polnjenjem ni
treba popolnoma izprazniti. Po vsaki uporabi jepriporočljivo napolniti baterijo koncentratorja kisika.
Baterije ne puščajte na mestu, ki je izpostavljeno
prekomerni toploti, na primer na neposredni sončni
svetlobi ali v avtomobilu. To lahko povzroči
poslabšanje delovanja in življenjske dobe baterije.
Prav tako lahko povzroči, da baterija oddaja
toploto, dim, se vname ali eksplodira. Baterijo
hranite v stabilnem okolju, za katerega je značilna
nizka vlažnost (manj kot 70 % RV) in v katerem
ni jedkih plinov. Da bi preprečili rjo, se izogibajte
pogojem, ki lahko povzročijo kondenzacijo, kot
so hitra nihanja temperature okolice.
Za enomesečno ali daljše shranjevanje priporočamo
prazno ali delno napolnjeno stanje med 50 %in 75 % (dve do tri LED diode). Ko se napolni,
odstranite baterijo iz koncentratorja kisika.

2. Oba filtra operite v topli milnici.
3. F
 iltra temeljito sperite in odstranite odvečno vodo
z mehko krpo brez kosmov. Pred zamenjavo se
prepričajte, da sta filtra popolnoma suha.
4. Ponovno namestite čista in suha filtra.
PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik SL - 19

FreeStyle ComfortČIŠČENJE

Pred kakršnim koli čiščenjem IZKLOPITE
enoto in jo odklopite iz napajanja z izmeničnim
ali enosmernim tokom. NE škropite zunanjega
ohišja. Uporabite vlažno (ne mokro) krpo ali gobo.
Krpo ali gobo poškropite z blagim gospodinjskimčistilom za čiščenje omarice in napajalnikov.
Nadaljujte po navodilih proizvajalca čistila.
OPOZORILO: IZKLOPITE ENOTO INODKLOPITE NAPAJALNI KABEL IZ
ELEKTRIČNE VTIČNICE, PREDEN
ENOTO OČISTITE, DA PREPREČITE
NENAMERNI ELEKTRIČNI UDAR IN
NEVARNOST OPEKLIN. SAMO VAŠPONUDNIK OPREME ALI USPOSOBLJENSERVISER LAHKO ODSTRANI POKROVEALI SERVISIRA ENOTO.
OPOZORILO: PAZITI JE TREBA, DA SE
KONCENTRATOR KISIKA IN BATERIJA NEZMOČITA ALI DA TEKOČINE NE PRIDEJO V
ENOTO. TO LAHKO POVZROČI OKVARO ALIIZKLOP IN POVEČA MOŽNOST ELEKTRIČNEGA
UDARA ALI OPEKLIN.
OPOZORILO: NE UPORABLJAJTE TEKOČINENEPOSREDNO NA ENOTI. SEZNAM NEŽELENIH
KEMIČNIH SREDSTEV MED DRUGIMVKLJUČUJE: ALKOHOL IN ALKOHOLNE
PROIZVODE, KONCENTRIRANE PROIZVODENA OSNOVI KLORA (ETILEN KLORID) IN
PROIZVODE NA OSNOVI NAFTE. TEH NE SMETE
UPORABLJATI ZA ČIŠČENJE PLASTIČNEGAOHIŠJA KONCENTRATORJA, SAJ LAHKO
POŠKODUJEJO ENOTO.
OPOZORILO: OMARICO, NADZORNO PLOŠČO IN
NAPAJALNI KABEL OČISTITE SAMO Z BLAGIMGOSPODINJSKIM ČISTILOM, NANESENIM Z
VLAŽNO KRPO (NE MOKRO) ALI GOBICO, NATO
PA OBRIŠITE VSE POVRŠINE DO SUHEGA.
NE DOVOLITE, DA BI TEKOČINA PRIŠLAV NOTRANJOST KONCENTRATORJA. BODITE
ŠE POSEBEJ POZORNI NA ODPRTINO ZAODVAJANJE KISIKA ZA PRIKLJUČEK ZA KANILOIN SE PREPRIČAJTE, DA V NJEJ NI PRAHU,VODE IN DELCEV.

20 - SL PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik

OPOZORILO: ZA ČIŠČENJE BATERIJE UPORABITEVLAŽNO (NE MOKRO) KRPO ALI GOBO. KRPOALI GOBO NAJPREJ POŠKROPITE Z BLAGIMGOSPODINJSKIM ČISTILOM IN OČISTITEOHIŠJE BATERIJE.
OPOZORILO: NE ČISTITE Z AVTOMATSKIM
SISTEMOM ZA PRANJE.

ZAMENJAVA KANILE

Za pravilno uporabo vedno upoštevajte navodila
proizvajalca kanile. Zamenjajte nosno kanilo
ali cevke za kisik vsake 3 do 6 mesecev(vsake 3 mesece, če jih uporabljate vsak dan)skladno s priporočili proizvajalca ali dobavitelja
kisika. Vaš osebni zdravnik ali ponudnik kisika vam
bo priskrbel navodila za čiščenje in zamenjavo.
Dodatne zaloge za zamenjavo so na voljo prek
ponudnika kisika.

FreeStyle Comfort
Pogoji za alarm
Prioritetašt.

Opis alarma

1

Sistemska
okvara Visoka
temperaturabaterije

ZaslonZvočnisignalVeč podrobnosti/predlagano dejanje

1 piskvsakih20 sekund

Enota bo sprožila alarm, ko se temperaturabaterije približa pragu varnostne zaustavitve.
Če je dosežen prag zaustavitve, se enota
izklopi. Če je priključen zunanji vir napajanja, se bo prikazal zaslon alarma in zvočni
alarm se bo oglašal 2 minuti.
Preizkusite z baterijo pri sobni temperaturi.
Če težave ne odpravite, se obrnite na
ponudnika.

2

Sistemska
okvara Visoka
temperatura

1 piskvsakih20 sekund

Enota bo sprožila alarm, ko se notranja
temperatura približa pragu zaustavitve.
Če je dosežen prag zaustavitve, se enota
izklopi, prikazal se bo zaslon alarma inzvočni alarm se bo oglašal 2 minuti.
Prepričajte se, da noben zračnik na enoti
ni zamašen. Če težave ne odpravite,
se obrnite na ponudnika.

3

Okvarasistema Visoktlak (napaka
visokega tlaka
sistema ali
kompresorja)

1 piskvsakih20 sekundČe je dosežen prag zaustavitve, se enota
izklopi, prikazal se bo zaslon alarma inzvočni alarm se bo oglašal 2 minuti.

4

Sistemska
okvara Hitrost
pretoka(okvara ventila
OCD, ovira
plinske poti)

1 piskvsakih30 sekundČe težave ne odpravite, se obrnite na
ponudnika.

5

Zaustavitev zaradi
skoraj praznebaterije

1 piskvsakih30 sekund

Alarm se oglaša, dokler baterije ne zmanjka in se enota izklopi.

Če težave ne odpravite, se obrnite na
ponudnika.

Napolnite baterijo.

PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik SL - 21

FreeStyle Comfort
Prioritetašt.

Opis alarma

6

Dihanje ni bilo
zaznanoZaslonZvočnisignalVeč podrobnosti

1 piskvsakih10 min15 sekund ni bilo mogoče zaznati dihanja.
Aktivira se po prvem vdihu ali ko se zaslonza ogrevanje izklopi, kar nastopi prej.
Preverite, ali je kanila prepognjena ali pušča.
Nastavite večjo občutljivost. Če težave neodpravite, se obrnite na ponudnika.

7

Ogrevanje

brez

Enota bo začela s samodejnim odmerjanjem,
dokler ne zazna vdiha ali dokler se ne konča
ogrevanje, kar nastopi prej.

8

Nizka
koncentracija

1 piskvsakih10 min,največ
30 minČe težave ne odpravite, se obrnite na ponudnika.

9

Opozorilo
zaradiskoraj praznebaterije

1 pisk,brez
ponavljanja

Napolnite baterijo.

10

Presežena
hitrost dihanja

1 pisk,brez
ponavljanja

Hitrost dihanja presega 40 bpm.

11

Sistemska
okvaraOdpovedventilatorjabrezČe težave ne odpravite, se obrnite na
ponudnika.

12

Sistemska
okvara Nizek
tlak

brez

Če težave ne odpravite, se obrnite na
ponudnika.

13

Sistemska
okvara Nizka
temperatura

brez

Pustite enoto, da se segreje na sobno
temperaturo. Če težave ne odpravite,
se obrnite na ponudnika.

22 - SL PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik

Če se odmerek lažno sproži, nastavite
manjšo občutljivost. Če težave neodpravite, se obrnite na ponudnika.

FreeStyle Comfort
Prioritetašt.

Opis alarma

Informacije

Zagon

ZaslonZvočnisignalVeč podrobnosti

1 informacijski
pisk

Zaslon se prikaže ob vklopu in morate slišati
en pisk, da potrdite, da zvočni signal deluje.

Informacije

Zaslon običajnega delovanja v načinu
autoSAT (breznapajanja z
enosmernim
tokom)

brez

Informacije

Zaslon običajnega delovanjaz izklopljenim
načinom
autoSAT (breznapajanja z
enosmernim
tokom)

brez

Informacije

Nastavitev jespremenjena

1 informacijski
pisk

Informacije

Priklopite
zunanji vir
napajanja v
stanju izklopa

brez

Informacije

Priklopite
zunanji vir
napajanja
v stanju
delovanja

brez

Informacije

Odklopite
zunanji vir
napajanja v
stanju izklopa

1 informacijski
pisk

Na začetnem zaslonu se v spodnjem
desnem kotu prikaže trenutna različica
programske opreme.

Prikaz zaslona CAIRE za 2 sekundi, ki mu
sledi stanje baterije in vtiča za 5 sekund,
preden se zaslon izklopi

Prikaz zaslona CAIRE za 2 sekundi in natoizklopite zaslon.

PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik SL - 23

FreeStyle Comfort
Prioritetašt.

Opis alarma

ZaslonInformacije

Odklopite
zunanji vir
napajanja v
stanju delovanja (z baterijo)

1 informacijski
pisk

Informacije

V stanju pripravljenosti ko pritisnete
gumb gor alidol, se na zaslonu prikaže
stanje baterije
in polnjenja

brez

Informacije

Letalski način
ob napajanju
prek baterije

1 dolgpisk

Informacije

Letalski način
med priključitvijo na vir
napajanja

1 dolgpisk

24 - SL PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik

ZvočnisignalVeč podrobnosti

Zaslon se prikaže za 5 sekund,nato se izklopi

FreeStyle Comfort
Navodila za navigacijo po menijih
Meni lahko odprete v stanju pripravljenosti ali
stanju delovanja. Če se v stanju delovanja oglasi
alarm, se meni samodejno zapre. Če 20 sekund ne
pritisnete nobenega gumba, se meni samodejno
zapre. V stanju pripravljenosti boste morda morali
dvakrat pritisniti menijski gumb, da prebudite
enoto, nato pa odprete meni.
Na voljo so štirje menijski zasloni:
Letalski način

1. Zaslon s stanjem: Prikazuje številko različice
vdelane programske opreme, čas delovanja,
cikle praznjenja baterije
2. Letalski način (vklop/izklop)
3. Občutljivost: nastavljiva (1–5)
4. autoSAT (vklop/izklop)

Občutljivost

Primer zaslona s stanjem

DELOVANJE MENIJA Z NASTAVITVAMI

autoSAT

Meni z nastavitvami odprete z gumbom Meni/izbira
v stanju delovanja ali stanju pripravljenosti.
Če se želite pomikati po menijih, pritisnite gumb.

Stran s statusom

PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik SL - 25

FreeStyle Comfort
STRAN S STATUSOM
Na strani s stanjem različice vdelane programske
opreme pripomočka FreeStyle Comfort je prikazanarazličica vdelane programske opreme, število urdelovanja in število ciklov vstavljene baterije.

Če želite preklicati letalski način, pritisnite
ko je vidna ikona "CANCEL" (Preklic).

,

Vklopljen letalski način je potrjen

Stran s statusom

Delovne ure so prikazane v celih urah.
Praznjenje baterije je število ciklov izpraznjenja inpolnjenja vstavljene baterije.

LETALSKI NAČIN
Pripomoček FreeStyle Comfort je dostavljen
z izklopljenim letalskim načinom.

Če želite izklopiti letalski način, ponovite zgornji
postopek, medtem ko preklopite na besedo OFF.
Če pritisnete ikono, ko se na zaslonu prikaže
simbol "Next" (Naprej), se stran menija premakne
na naslednjo možnost zaslona.
Letalski način je namenjen uporabi v stanju delovanja.
Letalski način bo samodejno onemogočen, če je enota
v stanju pripravljenosti ob napajanju prek baterije.
Opomba: Za več informacij o letalskem načinu glejte
poglavje Aktiviraj letalski način.

NAČIN OBČUTLJIVOSTI

Glavni zaslon letalskega načina

Če želite način vklopiti, pritisnite, ko je vidna
ikona "CHANGE" (SPREMENI). Prikazala se bo
modra beseda "ON" (Vklopljeno).

Pripomoček FreeStyle Comfort je iz tovarne
dostavljen s privzeto nastavitvijo 2 načina
občutljivosti in ga v običajnih pogojih ne bi bilotreba nastavljati. Nastavitev občutljivosti lahko
nastavite med vrednostmi 1–5, pri katerih jeobčutljivost najmanjša pri vrednosti 1, največja pa
pri vrednosti 5.

Zaslon z načinom občutljivosti pri nastavitvi 2
Letalski način je vklopljenČe želite potrditi vklop letalskega načina, pritisnite,
medtem ko je vidna ikona "SAVE" (SHRANI).
Prikazala se bo črna beseda "ON".

26 - SL PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik

FreeStyle Comfort
Če želite nastaviti način občutljivosti, pritisnite,, ko je vidna ikona "CHANGE" (SPREMENI).
Prikazala se bo naslednja modra številka.

NAČIN AUTOSAT
Pripomoček FreeStyle Comfort je dostavljen
z vklopljenim načinom autoSAT.

Izbrana je nastavitev 3 načina občutljivosti
Glavni zaslon načina autoSATČe želite potrditi nastavitev 3 v načinu občutljivosti,
pritisnite,, ko je vidna ikona "SAVE"(SHRANI). Prikazala se bo črna številka "3".

Če želite izklopiti način, pritisnite, ko je vidna
ikona "CHANGE" (SPREMENI). Prikazala se bo
modra beseda "OFF" (Izklopljeno).

Če želite preklicati spremembo nastavitve načina
občutljivosti, pritisnite,"CANCEL" (Preklic).

, ko je vidna ikona

Način autoSAT je izklopljenČe želite potrditi izklop načina autoSAT, pritisnite
Nastavitev 3 načina občutljivosti je potrjena, ko je vidna ikona "SAVE" (SHRANI).
Prikazala se bo črna beseda "OFF" (Izklopljeno).
Če želite preklicati vklop načina autoSAT, pritisnite, ko je vidna ikona CANCEL (Preklic).

Nastavitev 5 načina občutljivosti (maks.) je potrjena

Če pritisnete ikono, ko se na zaslonu prikaže
simbol "Next" (Naprej), se stran menija premakne
na naslednjo možnost zaslona.

Izklop načina autoSAT je potrjen

Če želite vklopiti način autoSAT, ponovite zgornji
postopek, medtem ko preklopite na ON.
Če pritisnete ikono, ko se na zaslonu prikaže
simbol "Next" (Naprej), se stran menija premakne
na naslednjo možnost zaslona.

PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik SL - 27

FreeStyle Comfort
Odpravljanje težav
TežavaVerjeten vzrok

Rešitev

Pripomoček FreeStyle
Comfort prikazuje alarmin prekinjajoče piska.

Glejte tabelo Pogoji za alarm.

Glejte tabelo Pogoji za alarm.

Koncentrator kisika
se ne vklopi.

Baterija je prazna.

Enoto napajajte prek vtičnice za izmenični ali
enosmerni tok.

Ni priključen na zunanji
vir napajanja.
Splošna okvara.

Zagotovite, da so zunanje povezave varne.
Izvedite popoln cikel napajanja tako, daodstranite baterijo in odklopite zunanji vir
napajanja z izmeničnim ali enosmernim
tokom. Nato ponovno namestite baterijo incikel napajanja je dokončan. Po želji ponovno
priključite zunanji vir napajanja.
Obrnite se na svojega ponudnika opreme in popotrebi preklopite na drug vir kisika.

Vse druge težave.

Izvedite popoln cikel napajanja tako,
da odstranite baterijo in odklopite zunanji
vir napajanja z izmeničnim ali enosmernim
tokom. Nato ponovno namestite baterijo incikel napajanja je dokončan. Po želji ponovno
priključite zunanji vir napajanja.
Preklopite na drug vir kisika, če je na voljo,
in se obrnite na ponudnika opreme.

Opomba: Nekateri alarmi bodo povzročili izklop enote.
Opomba: Med popolnim izpadom električne energije se alarmni sistem ponastavi (izbriše vse predhodne alarme)
in bo prikazal alarm, samo če stanje ostane nespremenjeno, ko je napajanje z električno energijo ponovno
vzpostavljeno.

28 - SL PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik

FreeStyle Comfort
Informacije za potovanje
Pripomoček FreeStyle Comfort izpolnjuje smernice
FAA za uporabo na letalu. Pred vsakim potovanjem(z letalsko družbo, vlakom, na križarjenju itd.)
morate narediti naslednje:• Zagotovite, da je koncentrator v dobrem
delovnem stanju.
• Svojega prevoznika vsaj 48 ur pred odhodom
obvestite, da boste potovali s pripomočkom
FreeStyle Comfort.
Priporočljivo je, da imate s seboj na potovanjih
vedno dodatne baterije. Med potovanji z letalom
zagotovite zadostno napolnjenost baterije začakanje pred poletom (prijava na let, varnostni
pregled itd.) in med poleti. Večina letalskih družb
zahteva, da imate ustrezno število popolnoma
napolnjenih baterij za napajanje pripomočka zanajmanj 150 % pričakovanega najdaljšega trajanja
potovanja (čas leta, čakanje pred poletom in po
njem, povezave in nepričakovane zamude).
Opomba: Med potovanji z letalom je priporočljivo,
da dodatne baterije nosite v varni ročni torbi.

UREDBA FAA

1. Vklopite POC SAMO z baterijskim napajanjem,
ko ni priključen noben zunanji vir napajanja.

2. Omogočite letalski način na enega od naslednjihnačinov:
a. Sledite navodilom, da omogočite letalski način
v razdelku z navodili za navigacijo po menijih.

b. Pritisnite in pridržite gumba gor in dol
za 5 sekund, dokler se ne oglasi dolg pisk in sene prikaže simbol letala.

Rezervne baterije morate posamično zaščititi,
da preprečite kratke stike, tako, da jih daste v
originalno maloprodajno embalažo ali kako
drugače izolirate pole, npr. prelepite izpostavljene
pole s trakom ali vsako baterijo zapakirate v ločeno
plastično ali zaščitno vrečko in jih prenašate samov ročni prtljagi.

AKTIVACIJA LETALSKEGA NAČINA

3. Ko se prikaže simbol letala, priključite POC.

Napajanje prek baterije
POC se lahko uporablja na letalu v skladu
z običajnimi delovnimi postopki SAMO z
baterijskim napajanjem, ko ni priključen noben
zunanji vir napajanja
Napajanje prek zunanjega viraČe je na letalu na voljo delujoča električna vtičnica
in je njena lokacija primerna za uporabo kot vir
napajanja POC, lahko služi kot rezerva baterijam
POC. V tem primeru je treba upoštevati naslednji
priporočeni postopek glede prehoda z napajanja
prek baterij na električno napajanje na letalu:

Opomba: Zaradi omejitev letala se baterije ne polnijo
v letalskem načinu.

PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik SL - 29

FreeStyle Comfort
Dodatki

VSTAVLJANJE ENOTE
V TORBO ZA PRENAŠANJE

Za ustrezno delovanje in varnost uporabljajte samo
navedene dodatke, ki jih družba CAIRE priskrbi
prek vašega dobavitelja kisika. Uporaba dodatkov,
ki niso navedeni spodaj, lahko negativno vpliva na
delovanje in/ali varnost koncentratorja.

1. Enoto položite na dno torbe, pravilno poravnajte
filtre in odprtine za baterije.

Standardni dodatki pripomočka FreeStyle Comfort
Torba za prenašanje

MI396-1

Nahrbtnik

MI459-1

Ramenski pas

MI397-1

Napajalnik za izmenični tok (vsi kablipriloženi)PW036-1S

Napajalni kabel za enosmerni tok

CD041-1

Zunanji filter za večje delce (desno)

FI226-1

Zunanji filter za večje delce (levo)

FI227-1

2. Zaprite zadrgo na dnu torbe.

Izbirni dodatki, ki so na voljo
Dodatna 8-celična baterija

BT034-1S

16-celična baterija

BT035-1S

Namizni polnilnik baterij

BT036-1

Torba za prenašanje vseh dodatkov

MI372-2

Opomba: Dodatne možnosti bodo morda na voljo za
napajalne kable v določenih državah, kot je navedeno
zgoraj. Če želite naročiti druge možnosti, se obrnite
na družbo CAIRE ali dobavitelja kisika.

Navodila za torbo za prenašanje
Za vstavljanje in pritrditev pripomočka FreeStyle
Comfort v torbo za prenašanje upoštevajte
naslednja navodila.

30 - SL PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik

NAMESTITEV RAMENSKEGA PASU
1. Ramenski pas lahko pritrdite neposredno
na enoto ali na torbo za prenašanje.
2. Pripnite trak na ušesce na enoti ali torbi.

FreeStyle Comfort
Odlaganje in ponovna uporaba
Pripomoček FreeStyle Comfort, vključno z vsemi
sestavnimi deli, vedno vrnite svojemu ponudniku
opreme, ki bo poskrbel za ustrezno odlaganje.
Za navodila o ustreznem odlaganju baterij se lahko
obrnete tudi na lokalni mestni urad. Enoto lahko
ponovno uporabljajo drugi uporabniki, vendar jo jetreba prej vrniti ponudniku opreme, ki bo poskrbel
za ponovno obdelavo.

OEEO in RoHS
Ta simbol opozarja lastnike opreme,
naj jo ob koncu življenjske dobe vrnejo v obrat
za recikliranje v skladu z direktivo o odpadni
električni in elektronski opremi (OEEO).

Snovi v neposrednem stiku z
upravljavcem• Ohišje koncentratorja: PC/ABS• Nadzorna plošča koncentratorja: Poliester EBG7
ali enakovredna snov
• Odprtina za odvod kisika, šoba: Aluminij• Oznaka na enoti: Leksan• Priključki kablov: Polikarbonat/vinil klorid• Napajalni kabel: PVC, kovinski• Napajalnik: Leksan 940 (polikarbonat)• Baterija: PC/ABS• Oznake na bateriji in napajalniku:
Poliestrska folija• Torbica za prenašanje koncentratorja: Kordura,
neopren, najlonska obloga• Pas: Polipropilen, acetil, vinil, kordura, neopren

Naši izdelki bodo skladni z direktivo o omejevanju
nevarnih snovi (RoHS). Svinca ali drugih nevarnih
snovi ne smejo vsebovati več kot zgolj v sledeh.
POZOR: Za navodila za ustrezno
odlaganje se obrnite na ponudnika
opreme ali lokalno vladno agencijo.
POZOR: Molekularno sito vedno zavrzite v skladu
z vsemi zveznimi, državnimi in lokalnimi predpisi
o nadzoru okolja.

PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik SL - 31

FreeStyle Comfort
Preizkušanje EMC
Napotki in izjava proizvajalca – elektromagnetno sevanje
Pripomoček FreeStyle Comfort je namenjen uporabi v spodaj navedenem elektromagnetnem okolju. Stranka ali
uporabnik pripomočka FreeStyle Comfort mora zagotoviti, da se uporablja v takem okolju.
Preizkus sevanja

Skladnost

Oddajanje
radiofrekvenčnih valov

Skupina 1

CISPR 11
Oddajanje
radiofrekvenčnih valov
CISPR 11
Harmonične emisije
IEC 61000-3-2
Emisije napetostnih
nihanj/migotanj
IEC 61000-3-3

Elektromagnetno okolje – napotki
Pripomoček FreeStyle Comfort uporablja radiofrekvenčno energijo
samo za svojo notranjo funkcijo. Zato je njegovo oddajanje
radiofrekvenčnih valov zelo šibko in najverjetneje ne moti bližnje
elektronske opreme.

Razred B
Razred A
Skladno32 - SL PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik

Pripomoček FreeStyle Comfort je namenjen uporabi v vseh
ustanovah, kar vključuje gospodinjstva in vse ustanove, ki so
neposredno priključene v javno nizkonapetostno električnoomrežje, ki oskrbuje poslopja, namenjena gospodinjstvom.

FreeStyle Comfort
Napotki in izjava proizvajalca – imunost na elektromagnetne emisije

Pripomoček FreeStyle Comfort je namenjen uporabi v spodaj navedenem elektromagnetnem okolju.
Kupec ali uporabnik pripomočka FreeStyle Comfort mora zagotoviti, da se uporablja v takem okolju.
Preizkus
Stopnja preizkusa
Stopnja skladnosti
Elektromagnetno okolje – napotki
odpornosti
IEC 60601
Na tleh mora biti les, beton ali keramične
Elektromagnetno±8 kV stik
±8 kV stikploščice. Če so tla prekrita s sintetičnim
okolje – napotki
materialom, mora biti relativna vlažnost
±15 kV izpust zraka±15 kV izpust zraka
IEC 61000-4-2
vsaj 30 %.
±2 kV za napajalne±2 kV za napajalne
Kakovost električne energije vvode
Električni hitrivodeomrežju mora biti tipična za strokovno
prehodi/rafali
zdravstveno ustanovo in okolje za
IEC 61000-4-4±1 kV za dovodne/
domačo zdravstveno oskrbo.
Ni na voljo
odvodne vode±1 kV vodi do vodov

Nenaden porast
IEC 61000-4-5±2 kV skupni način na
vodih za izmenični tok±1 kV diferencial na
vodih za izmenični tok±1 kV vodi do vodov

Kakovost električne energije v omrežju
mora biti tipična za strokovno zdravstveno ustanovo in okolje za domačo
zdravstveno oskrbo.

±2 kV skupni način na
zunanjih dovodnih/
odvodnih vodih
0 % UT za 0,5 cikla
0 % UT za 0,5 cikla
Kakovost električne energije v(0°, 45°, 90°, 135°,(0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°) 180°, 225°, 270°, 315°) omrežju mora biti tipična za strokovno
zdravstveno ustanovo in okolje
Padci napetosti,
za domačo zdravstveno oskrbo.
kratke prekinitve in 0 % U za 1 cikel (0°)
0 % UT za 1 cikel (0°)
TČe uporabnik pripomočka FreeStyle
odstopanja napeComfort potrebuje neprekinjeno
tosti na napajalnih
70 % UT (30 % padec v 70 % UT (30 % padec v delovanje med prekinitvami napajanja
električnih vodih
UT) za 25/30 ciklov (0°) UT) za 25/30 ciklov (0°) iz električnega omrežja, je priporočljivo,
IEC 61000-4-11
da se pripomoček FreeStyle Comfort
napaja preko brezprekinitvenega
0 % UT za 250/300
0 % UT za 250/300
napajalnika ali baterije.
ciklov (0°)
ciklov (0°)
Magnetna polja omrežne frekvence
Magnetno polje
morajo biti na ravneh, značilnih zaomrežne frekvence
3 A/m
3 A/m
tipično lokacijo v strokovni zdravstveni(50/60 Hz)
ustanovi in okolju za domačo
IEC 61000-4-8
zdravstveno oskrbo.
OPOMBA UT je omrežna napetost izmeničnega toka pred uporabo preskusne ravni.

OPOMBA V nekaterih primerih se lahko pripomoček FreeStyle Comfort ponastavi po močnejši elektrostatični
razelektritvi in lahko traja popoln cikel napajanja, preden znova normalno deluje. Za več podrobnosti glejte razdelek
Odpravljanje težav.

PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik SL - 33

FreeStyle Comfort
Napotki in izjava proizvajalca – imunost na elektromagnetne emisije

Pripomoček FreeStyle Comfort je namenjen uporabi v spodaj navedenem elektromagnetnem okolju.
Kupec ali uporabnik pripomočka FreeStyle Comfort mora zagotoviti, da se uporablja v takem okolju.
Preizkus
Stopnja preizkusa
Stopnja skladnosti
Elektromagnetno okolje – napotki
odpornosti
IEC 60601
10 Vrms
Prenosne in mobilne opreme za
10 Vrms
RF prevodnosti
radiofrekvenčno komunikacijo se ne
150 kHz do 80 MHz
IEC 61000-4-6
sme uporabljati bližje nobenemu delu
pripomočka FreeStyle Comfort, vključno
s kabli, kot je priporočena varnostna
razdalja, izračunana z enačbo, ki ustreza
10 V/m
10 V/mRF sevanja
frekvenci oddajnika.
od 80 MHz do 2700 MHz
IEC 61000-4-3
Priporočena varnostna razdaljad= 1.2 Pd
= 1.2 P = od 80 MHz do 800 MHz
d = 1.2 P = od 800 MHz do 2700 MHz
pri čemer je P največja izhodna moč
oddajnika v vatih (W) v skladu z
navedbami proizvajalca oddajnika, dpa je priporočena varnostna razdalja v
metrih (m).
Poljske jakosti fiksnih RF-oddajnikov,
ugotovljene z elektromagnetnim
pregledom mesta,a morajo biti nižje odravni skladnosti v vsakem frekvenčnem
območju.b
Do motenj lahko pride v bližini opreme,označene z naslednjim simbolom:

OPOMBA 1 Pri 80 MHz in 800 MHz velja višji frekvenčni razpon.
OPOMBA 2 Te smernice ne veljajo v vseh situacijah. Na širjenje elektromagnetnih valov vpliva absorpcija in odboj
valov od konstrukcij, predmetov in ljudi.
aPoljskih jakosti fiksnih oddajnikov, kot so bazne postaje za radijske (mobilne/brezžične) telefone in prenosni
radijski oddajniki, amaterske radio postaje, oddajniki AM in FM ter oddajniki televizijskega signala, teoretično ni
mogoče natančno napovedati. Za oceno elektromagnetnega okolja zaradi fiksnih RF oddajnikov morate upoštevati
raziskavo mesta elektromagnetnega sevanja. Če izmerjena moč polja na lokaciji uporabe pripomočka FreeStyle
Comfort presega zgoraj naveden nivo skladnosti RF sevanja, morate preveriti, ali pripomoček FreeStyle Comfort
normalno deluje. Če opazite, da ne deluje normalno, bodo morda potrebni dodatni ukrepi, na primer sprememba
usmerjenosti ali mesta uporabe pripomočka FreeStyle Comfort.
b

V frekvenčnem območju od 150 kHz do 80 MHz morajo biti jakosti polj nižje od 10 V/m.

34 - SL PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik

FreeStyle Comfort
Priporočene varnostne razdalje med prenosno in mobilno opremo za radiofrekvenčno
komunikacijo ter pripomočkom FreeStyle Comfort

Pripomoček FreeStyle Comfort je namenjen uporabi v elektromagnetnem okolju z nadzorovanimi motnjami
zaradi RF-sevanja. Kupec ali uporabnik pripomočka FreeStyle Comfort lahko pomaga preprečiti elektromagnetne
motnje z ohranjanjem minimalne razdalje med prenosno in mobilno opremo za radiofrekvenčno komunikacijo ter
pripomočkom FreeStyle Comfort, kot je priporočeno spodaj glede na največjo izhodno moč komunikacijske opreme.
Največja nazivna
Varnostna razdalja glede na frekvenco oddajnika
izhodna moč oddajnikamod 150 kHz do 80 MHz

od 80 MHz do 800 MHz

od 800 MHz to 2,5 GHz

W

d
d
d
= 1.2 P= 1.2 P= 1.2 P
0,01
0.12
0.12
0.23
0,1
0.38
0.38
0.73
1
1.2
1.2
2.3
10
3.8
3.8
7.3
100
12
12
23
Za oddajnike z največjo izhodno močjo, ki ni navedena zgoraj, je mogoče priporočeno varnostno razdaljo d v metrih(m) oceniti z enačbo, ki ustreza frekvenci oddajnika, pri čemer je največja izhodna moč oddajnika P v vatih (W)v skladu z navedbami proizvajalca oddajnika.
OPOMBA 1 Pri 80 MHz in 800 MHz velja varnostna razdalja za višji frekvenčni razpon.
OPOMBA 2 Te smernice ne veljajo v vseh situacijah. Na širjenje elektromagnetnih valov vpliva absorpcija in odboj
valov od konstrukcij, predmetov in ljudi.

Klasifikacija

Vrsta zaščite pred električnim šokom:
Razred II	Zaščita pred električnim udarom je			dosežena z dvojno izolacijo.
Stopnja zaščite pred električnim šokom:
	Tip BF Oprema, ki zagotavlja določeno
		stopnjo zaščite pred električnim
		udarom z ozirom na		1) dovoljen uhajajoči tok;		2) zanesljivost zaščitne ozemljitve		(če je prisotna).
		Ni namenjeno za neposredno uporabo na srcu.
Neodvisno preskušanje za standard medicinske
električne opreme:	Preizkušeno, da je v skladu z• IEC 60601-1 izdaja 3.1: Medicinska
električna oprema – 1. del Splošne
zahteve za varnost.
• CAN/CSA C22.2 št. 60601-1-8 izdaja 2.1,
Medicinska električna oprema – 1. del:Splošne varnostne zahteve
Zaščita pred morebitnimi elektromagnetnimi
ali drugimi motnjami med opremo in drugimi
napravami.
• Preizkušeno, da je v skladu z EN 60601-1-2
	/IEC 60601-1-2: 4. izdaja.

	• Preizkušeno, da je v skladu z RTCA/DO160
	Oddelek 21, kategorija M.
• CISPR 11 / EN 55011 razred B, skupina 1,
	''Industrijska, znanstvena in medicinska (ISM)	oprema''• FCC, del 15, poddel B – razred B	Nenamerni radiatorji
IP22 – Zaščita pred vdorom prstov ali podobnih
predmetov s premerom, večjim od 12,5 mm.
Navpično kapljajoča voda nima škodljivih
učinkov, če je ohišje nagnjeno pod kotom 15°
od običajnega položaja.
Dovoljen način čiščenja in obvladovanja okužb:Glejte poglavje "Čiščenje, nega in pravilnovzdrževanje" v tem uporabniškem priročniku
za pripomoček FreeStyle.
Stopnja varnosti uporabe v prisotnosti vnetljivih
anestetičnih plinov:	Oprema, ki ni primerna za tovrstno uporabo.
Način delovanja: Neprekinjeno delovanje.

PN MN232-28 L | Uporabniški priročnik SL - 35

www.c a ire inc .c om

CAIRE Inc.
2200 Airport Industrial Dr., Ste. 500
Ball Ground, GA 30107 U.S.A.
Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany
Tel: +49 (0) 6442-962073
E-pošta: info@mps-gmbh.eu
Accumed Sagl Viale
Serfontana 106834 Morbio Inferiore
Švica
CAIRE in CAIRE Inc. sta registrirani blagovni znamki družbe CAIRE Inc.
Za celovit seznam blagovnih znamk obiščite naše spodaj navedeno spletno
mesto. Blagovne znamke www.caireinc.com/corporate/trademarks/.
© Avtorske pravice 2024 CAIRE Inc. Vse pravice pridržane. Družba
CAIRE Inc. si pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodnega obvestila
in brez nadaljnjih obveznosti ali posledic prekine dobavo svojih izdelkov
ali spremeni cene, materiale, opremo, kakovost, opise, specifikacije in/ali postopke v zvezi s svojimi izdelki. Ustrezno si pridržujemo vse pravice,
ki niso izrecno navedene v tem dokumentu.

|MN232-28-Lk~

10 September 2024 PN MN232-28 L