BA02152C/33/JA/03.22
70201892
有効バージョン：V 01.04 以上（機器ファームウェア）

取扱説明書
J22 TDLAS ガスアナライザ
ATEX/IECEx/UKEX：Zone 1
cCSAus：Class I、Division 1/Zone 1

取扱説明書2

J22 TDLAS ガスアナライザ

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

目次

1. 概要 ...................................................... 5
1.1

本文の目的 ............................................................ 5

1.2

使用されるシンボル ............................................ 51.3

標準資料 ................................................................ 6

1.4

登録商標 ................................................................ 61.5

製造者所在地 ........................................................ 6

取扱説明書

5.6

ウェブブラウザによる操作メニューへのアクセス .............................................................. 51

5.7

Modbus によるリモート操作 ........................... 56

6. Modbus 通信 ...................................... 57
6.1

DD（デバイス記述）ファイルの概要 ............. 57

6.2

Modbus RS485 または Modbus TCP の機能コード .......................................................... 57

2. 安全性................................................... 7

6.3

応答時間 .............................................................. 58

2.1

作業員の資格要件 ................................................ 7

6.4

Modbus データマップ ....................................... 58

2.2

作業員に対する潜在的リスク ............................ 7

6.5

Modbus レジスタ ............................................... 59

2.3

製品の安全性 ........................................................ 72.4

機器固有の IT セキュリティ ............................... 9

7. 設定 .................................................... 60
7.1

言語...................................................................... 60

3. 製品説明 ............................................. 117.2

機器の設定 .......................................................... 60

3.1

J22 TDLAS ガスアナライザのモデルタイプ ...11

7.3

タグ番号の設定 .................................................. 61

3.2

サンプル調整システムコンポーネント ..........13

7.4

被分析物タイプの設定 ...................................... 61

3.3

製品識別表示 ......................................................137.5

測定用校正の選択 .............................................. 61

3.4

機器ラベル ..........................................................14

7.6

システム単位の設定 .......................................... 62

3.5

機器のシンボル ..................................................147.7

露点の設定 .......................................................... 62

4. 設置 .................................................... 16

7.8

ピーク追跡の設定 .............................................. 63

7.9

通信インターフェースの設定 .......................... 64

4.1

ヒートトレースの設置 ......................................16

4.2

持上げ/搬送 ........................................................16

4.3

アナライザの取付け ..........................................16

4.4

表示モジュールの回転 ......................................21

4.5

保護接地およびシャーシグラウンド ..............214.6

電気接続 ..............................................................224.7

ガス接続 ..............................................................31

4.8

メートル法変換キット ......................................32

4.9

ハードウェア設定 ..............................................33

7.10 電流入力の設定 .................................................. 65
7.11 電流出力の設定 .................................................. 66
7.12 スイッチ出力の設定 .......................................... 68
7.13 リレー出力の設定 .............................................. 69
7.14 現場表示器の設定 .............................................. 70
7.15 高度な設定 .......................................................... 72

8. 操作 .................................................... 798.1

測定値の読み取り .............................................. 79

4.10 保護等級 IP66 の保証 ........................................37

8.2

データのログの表示 .......................................... 81

5. 操作オプション .................................. 38

8.3

プロセス条件への機器の適合 .......................... 83

8.4

シミュレーション .............................................. 85

8.5

不正アクセスからの設定の保護 ...................... 86

5.1

操作オプションの概要 ......................................38

5.2

操作メニューの構成と機能 ..............................39

5.3

現場操作 ..............................................................415.4

現場表示器による操作メニューへのアクセス ..............................................................415.5

操作部 ..................................................................46

Endress+Hauser

9. 検証、診断およびトラブルシューティング .................... 89
9.1

発光ダイオードによる診断情報 ...................... 89

9.2

現場表示器の診断情報 ...................................... 90
3

取扱説明書9.3

ウェブブラウザの診断情報 ............................. 92

9.4

通信インターフェースを介した診断情報 ...... 93

9.5

診断動作の適合 ................................................. 93

9.6

診断情報の概要 ................................................. 94

9.7

未処理の診断イベント ..................................... 97

9.8

イベントログブック ......................................... 98

9.9

機器のリセット ................................................. 99

9.10 機器情報 ........................................................... 100
9.11 信号アラーム ................................................... 101
9.12 プロトコル固有のデータ ............................... 102
9.13 一般トラブルシューティング ....................... 103

10. メンテナンス/サービス ................... 105
10.1 洗浄および汚染除去 ....................................... 105
10.2 スペアパーツ ................................................... 105
10.3 トラブルシューティング/修理 ...................... 105
10.4 断続運転 ........................................................... 109
10.5 梱包、輸送、保管 ........................................... 110
10.6 当社サービスへのお問合せ ........................... 111
10.7 免責事項 ........................................................... 111
10.8 保証 ................................................................... 111

11. スペアパーツ ................................... 112
11.1 コントローラ ................................................... 112
11.2 J22 TDLAS ガスアナライザ ............................ 113

J22 TDLAS ガスアナライザ
11.4 エンクロージャー組込型 J22 TDLAS
ガスアナライザ ............................................... 115
11.5 コントローラのスペアパーツの詳細 ........... 116
11.6 サンプル調整システムのスペアパーツの詳細 ................................................................... 124

12. 技術データ ........................................ 137
12.1 電気および通信 ............................................... 137
12.2 アプリケーションデータ ............................... 137
12.3 物理的仕様 ....................................................... 138
12.4 エリア分類 ....................................................... 138
12.5 サポートされる操作ツール ........................... 139
12.6 Web サーバー .................................................. 139
12.7 HistoROM データ管理 .................................... 140
12.8 データバックアップ ....................................... 140
12.9 手動データ転送 ............................................... 140
12.10 自動イベントリスト ....................................... 140
12.11 手動データログ ............................................... 141
12.12 診断機能 ........................................................... 141
12.13 Heartbeat Technology ..................................... 141

13. 図面 .................................................. 143
14. 露点の換算 ........................................ 147
14.1 概要 ................................................................... 147
14.2 MDP の計算 ..................................................... 148

11.3 パネル取付型 J22 TDLAS ガスアナライザ ... 114

4

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

1.

概要

1.1

本文の目的

取扱説明書

本取扱説明書には、J22 TDLAS ガスアナライザの設置と操作に必要な情報が記載されています。アナライザの規定の性能を保証するには、本書の各セクションに詳細に目を通していただく必要があります。

1.2

使用されるシンボル

1.2.1

警告

情報の構造

意味
危険な状況を警告するシンボルです。この状況を回避できなかった場合、重傷または致命傷を負う可能性があります。

原因（/結果）違反した場合の結果（該当する場合）‣ 修正方法危険な状況を警告するシンボルです。この状況を回避できなかった場合、軽傷または中程度の傷害を負う可能性があります。

原因（/結果）違反した場合の結果（該当する場合）‣ 修正方法

器物を損傷する可能性がある状況を警告するシンボルです。
原因/状況

違反した場合の結果（該当する場合）‣ アクション/注記

1.2.2

安全シンボルシンボル

説明
危険電圧および感電のおそれがあります。
不可視レーザー光 - レーザー光にさらされないようにしてください。クラス 3R の放射線が生成されます。
サービス作業については、製造者の認可を受けた作業員に委託してください。

1.2.3

情報提供シンボル

シンボル

意味
許可：許可された手順、プロセス、動作
禁止：禁止された手順、プロセス、動作
ヒント：追加情報を示します。
資料参照
ページ参照
図参照
注意すべき注記または個々のステップ

1., 2., 3. …

一連のステップ
操作・設定の結果

Endress+Hauser

5

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

1.2.4

通信シンボル

シンボル

説明
LED

発光ダイオードは消灯
LED

発光ダイオードは点灯
LED
発光ダイオードは点滅

1.3

標準資料

すべての関連資料は、以下から入手できます。
••

アナライザに付属する USB
Endress+Hauser のウェブサイト：www.endress.com

各アナライザは工場出荷時に梱包され、ご購入のモデルに対応した資料が付属します。本資料は、以下の資料パッ
ケージ一式の付随資料です。
資料番号

資料の種類

説明

XA02708C

安全上の注意事項

作業員や機器の安全性を確保するための J22 TDLAS ガスアナライザの設置や操作

TI01607C

技術仕様書

機器の計画支援。

における必要条件が記載されています。

本書には、アナライザに関するすべての技術データが記載されています。

その他の説明資料については、以下を参照してください。
•

特注製品につきましては、Endress+Hauser のウェブサイトから地域の販売代理店一覧をご確認の上、お近くの販売代理店にお問い合わせください。お客様のご注文に応じた関連資料を提供させていただきます。
https://endress.com/contact
または•https://addresses.endress.com/
ご注文が標準製品の場合は、Endress+Hauser のウェブサイトから以下の資料をダウンロードしてください。
www.endress.com

1.4

登録商標

1.5

製造者所在地Modbus：SCHNEIDER AUTOMATION, INC. の登録商標です。

Endress+Hauser
11027 Arrow RouteRancho Cucamonga, CA 91730
United States
www.endress.com

6

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

2.

取扱説明書

安全性

工場から出荷される各アナライザには、機器の取扱いに関する責任者または事業者向けに、設置・メンテナンス用の安全上の注意事項と関連資料が付属します。
技術員は適切なトレーニングを受け、危険場所の分類に従ってお客様が設定したすべての安全手順に従い、アナラ
イザの保守や操作を行うことが求められます。
 これには、有毒ガス/可燃性ガスの監視手順、ロックアウト/タグアウトの手順、個人用保護具（PPE）の使用に関する要件、危険場所に設置するプロセス機器の使用における安全性への懸念事項に対するその他の予防措置などが含まれますが、これらに限定されるわけではありません。

2.1

作業員の資格要件

機器の設置、電気配線、設定、メンテナンスを行う作業員は、以下の条件を満たしている必要があります。以下に示す条件が含まれますが、これらに限定されるわけではありません。
••••

担当業務および実施する作業に関して相応の資格を有すること
防爆に関する知識を有すること
各国/各地域の法規やガイドラインを熟知していること（例：CEC、NEC ATEX/IECEx、UKEX）
ロックアウト/タグアウトの手順、有毒ガスの監視手順、PPE（個人用保護具）の要件を熟知していること

部品の交換は禁止されています。

 部品を交換すると、本質安全性が損なわれる可能性があります。

2.2

作業員に対する潜在的リスク

このセクションでは、アナライザの運転中または運転前に危険な状況に直面した場合の適切な対処方法について説明します。本書では、すべての潜在的リスクを取り扱うわけでありません。ユーザーが責任を持って、アナライザの運転時に存在する潜在的リスクを特定してこれを軽減する必要があります。

2.2.1

感電の危険性

1. アナライザの主電源を切ります。

 これは、主電源の近くで作業を行う前や、配線や他の電気部品を取り外す前に実施してください。
2. 最大 1000 V の電圧への接触事故から身を守ることができる安全性を備えた工具のみを使用してください（IEC

900、ASTF-F1505-04、VDE 0682/201）。

2.2.2

レーザーの安全性

J22 TDLAS ガスアナライザはクラス 1 レーザー製品であり、機器のオペレータに危険を与えることはありません。
アナライザコントローラ内部のレーザーはクラス 3R に分類され、ビームを直接目視した場合に目に損傷を与える可能性があります。
 保守作業の前に、アナライザのすべての電源を切ってください。

2.3

製品の安全性J22 TDLAS ガスアナライザは、最新の安全要件に適合するように GEP（Good Engineering Practice）に従って設計され、テストされて安全に操作できる状態で工場から出荷されます。
本機器は一般的な安全基準および法的要件を満たしています。また、機器固有の EU 適合宣言に定められている
EU 指令にも準拠します。Endress+Hauser はアナライザシステムに CE マークを貼付することにより、これを保証いたします。

Endress+Hauser

7

取扱説明書

2.3.1
•
•
•
•
•

•

•
•
•

J22 TDLAS ガスアナライザ

一般

機器の損傷を防止するために、すべての警告ラベルの記載内容を厳守してください。
指定された電気、温度、機械的パラメータの範囲外で機器を動作させないでください。
接液部の材質が十分な耐久性を持つ測定物でのみ機器を使用してください。
機器の改造は防爆仕様に影響を及ぼす可能性があるため、Endress+Hauser から当該作業の実施許可を得た技
術者以外は実施しないでください。
以下の条件を満たしている場合にのみ、コントローラカバーを開けてください。
• 爆発性雰囲気が存在しないこと• 機器の技術データをすべて遵守していること（銘板を参照）• ステンレス銘板（取り付けられている場合）や、現場の電位平衡（接地）システムに接続されていない塗装金属ハウジングに対して、静電気帯電（摩擦、洗浄、メンテナンスなどに起因）の防止措置を講じていること
爆発性雰囲気が存在する環境において：• 機器の通電時に電気接続を取り外さないでください。
• 機器の通電時または危険場所において端子部カバーを開けないでください。
適用される各地域/各国の設置法規に準拠したネジ込みコンジットやその他の配線方法を使用して、コント
ローラの回路配線を実施してください。
製造者の説明書および規制に従って機器を設置してください。
本機器の耐圧防爆接合部が適用される各地域/各国の設置法規の仕様を満たしていること。耐圧防爆接合部はユーザー側で修理しないでください。

2.3.2

標準圧力

本システムは、標準動作条件下（温度、圧力、ガス含有量など）における安全性を保証するために、適正な安全マージンに基づいて設計および試験されています。これらの条件が無効になった場合、事業者の責任においてシス
テムを確実に停止させてください。

2.3.3

静電気放電

コーティングおよび貼付されたラベルは非導電性であり、極限条件において発火可能なレベルの静電気放電を生成する可能性があります。そのため、非導電性の表面に静電気帯電を引き起こす可能性のある高圧蒸気などの外部条
件にさらされるような場所に機器を設置しないでください。機器を清掃する場合は、必ず湿らせた布を使用してく
ださい。

2.3.4

化学的適合性アナライザのハウジングやラベルの清掃には、酢酸ビニル、アセトン、その他の有機溶剤を使用しないでください。

2.3.5

カナダ登録番号

上記の標準圧力の安全性に関する要件に加え、サンプル調整システム（SCS）やアナライザに変更を加えることなく適用される各地域/各国の設置法規に従う必要があります。

2.3.6

IT セキュリティ

当社が提供する保証は、取扱説明書の記載内容に従って機器を設置および使用した場合にのみ有効です。本機器は、不注意による機器設定の変更を防止するためのセキュリティ機構を備えます。
事業者が定める IT セキュリティ規格に従って、機器および関連するデータ伝送の保護を強化するために策定される IT セキュリティ対策については、事業者側が実施する必要があります。

8

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

2.4

取扱説明書

機器固有の IT セキュリティ

ユーザー側の保護対策をサポートするため、本機器はさまざまな特定機能を提供します。この機能はユーザー設定が可能であり、適切に使用すると操作上の安全性向上が保証されます。最も重要な機能の概要は、次のセクションに示されています。
機能/インターフェース

初期設定

推奨

ハードウェア書き込み保護スイッチによる無効

リスク評価に従って個別に設定します。

アクセスコード

無効（0000）

カスタマイズされたアクセスコードを設定中に有効リスク評価に従って個別に設定します。

WLAN セキュリティモード

有効（WPA2-PSK）

変更しないでください。

WLAN パスフレーズ（パスワード）

シリアル番号

WLAN モード

アクセスポイント

リスク評価に従って個別に設定します。

Web サーバー

有効リスク評価に従って個別に設定します。

CDI-RJ45 サービスインターフェース—

リスク評価に従って個別に設定します。

書き込み保護(Web サーバーログインにも適用されます）
WLAN

割り当てます。

(表示モジュールの注文オプション）

2.4.1

カスタマイズされたアクセスコードを設定中に割り当てます。

ハードウェア書き込み保護によるアクセス保護

現場表示器およびウェブブラウザによる機器パラメータへの書き込みアクセスは、書き込み保護スイッチ（マザー
ボード上の DIP スイッチ）を使用して無効にできます。ハードウェア書き込み保護が有効になっている場合は、パラメータの読み取りアクセスのみ可能です。
機器の納入時には、ハードウェア書き込み保護が無効になっています。書き込み保護スイッチによる書き込み保護→  を参照してください。

2.4.2

パスワードによるアクセス保護

以下に示す各種パスワードを使用して、機器パラメータへの書き込みアクセスや、WLAN インターフェースを介した機器へのアクセスを防止できます。
•••

ユーザー固有のアクセスコード。現場表示器やウェブブラウザによる機器パラメータへの書き込みアクセスを防止します。アクセス権は、ユーザー固有のアクセスコードを使用して明確に管理されます。
WLAN パスフレーズ。ネットワークキーにより、オプションとして注文可能な WLAN インターフェースを介した操作部（例：ノートパソコン、タブレット端末）と機器の接続が保護されます。
インフラモード。機器がインフラモードで動作する場合、WLAN パスフレーズは事業者側で設定した WLAN
パスフレーズと一致します。

2.4.3

ユーザー固有のアクセスコード

変更可能なユーザー固有のアクセスコード →  により、現場表示器およびウェブブラウザによる機器パラメータへの書き込みアクセスを保護します。機器の納入時には、機器のアクセスコードは未設定で 0000（オープン）となっています。

Endress+Hauser

9

取扱説明書2.4.4

J22 TDLAS ガスアナライザ

Web サーバーによるアクセス

内蔵の Web サーバー →  を使用して、ウェブブラウザから機器の操作および設定を行うことができます。サービ
スインターフェース（CDI-RJ45）、TCP/IP 信号伝送用の接続（RJ45 コネクタ）、または WLAN インターフェース
を介して接続されます。
機器の納入時には、Web サーバーが使用可能な状態になっています。必要に応じて（例：設定完了後）、Web
サーバーの機能パラメータを使用して Web サーバーを無効にすることができます。
J22 TDLAS ガスアナライザおよびステータス情報は、ログインページで非表示にできます。これにより、情報への不正アクセスを防ぐことができます。

2.4.5

サービスインターフェースによるアクセス

サービスインターフェース（CDI-RJ45）から機器にアクセスできます。機器固有の機能により、ネットワーク内での機器の操作の安全性が保証されます。
 サービスインターフェース（CDI-RJ45）への接続は、機器の設置場所が非危険場所であり、適切なトレーニングを受けた作業員が機器の試験、修理、オーバーホールを一時的に行う場合に限り許可されます。
IEC/ISA62443 または IEEE など、国内および国際的な安全委員会によって規定された関連する工業規格やガイドラ
インの使用を推奨します。これには、アクセス承認の割り当てといった組織的なセキュリティ方法や、ネットワー
クセグメンテーションなどの技術的手段が含まれます。

10

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

3.

製品説明

3.1

J22 TDLAS ガスアナライザのモデルタイプ

J22 TDLAS ガスアナライザは、機器単体で使用するアナライザや、パネル取付型/エンクロージャー組込型のサン
プル調整システム付きアナライザなど、複数の構成から選択できます。
1
2
3

4

図 1. J22 TDLAS ガスアナライザの構成
1 コントローラ
2 取付プレート（オプション）
3 光学ヘッドエンクロージャー
4 測定セルホルダ

図 2. パネル取付型 J22 TDLAS ガスアナライザ、流量計オプション付き（1）
1
2
3
4
5
6
7

Endress+Hauser

コントローラ
光学ヘッドエンクロージャー
測定セルホルダ
サンプルシステムパネル
流量計 - 1（アナライザ）
バイパス付きメンブレンセパレーター
流量計 - 2（バイパスおよびアナライザ）

11

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

図 3. パネル取付型 J22 TDLAS ガスアナライザ、流量計オプション付き（2）
1
2
3
4
5
6

コントローラ
光学ヘッドエンクロージャー
測定セルホルダ
流量計（バイパスおよびアナライザ用、オプション）
流量計配線（オプション）
外装付き流量計（オプション）

図 4. エンクロージャー組込型 SCS（サンプル調整システム）付き J22 TDLAS ガスアナライザ
1
2
3
4

12

コントローラ
光学ヘッドエンクロージャー
測定セルホルダ
エンクロージャー内のサンプルシステム

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

3.2

取扱説明書

サンプル調整システムコンポーネント

サンプル調整システム（SCS）は、J22 のオプションです。SCS は、プロセス側から適切なサンプルガスを得るために特別に設計されています。J22 アナライザは、抽出天然ガスのサンプリングステーション用に設計されています。
SCS、使用可能な標準/オプションコンポーネント、ガス接続について、以下に示します。

図 5. パネル取付型 SCS 付き J22 TDLAS ガスアナライザ - サンプルシステムおよびガス接続
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3.3

圧力計
ガス選択バルブ（パージ入力/サンプル入力）
メンブレンセパレーター（オプション）
圧力調整器
圧力リリーフバルブ（オプション）
基準ガスのオン/オフ
バイパス流量インジケータおよびコントロール（オプション）
アナライザ流量インジケータおよびコントロール
セル入口ポート
チェックバルブ（オプション）
セル出口ポート

12
13
14
15
16

サンプルパージ入力、140～310 kPa（20～45 psi）
（オプション）
サンプル入力、140～310 kPa（20～45 psi）
リリーフベント、工場設定、350 kPa（50 psig）、
安全区域用（オプション）
基準ガス、15～70 kPa（2～10 psi）
サンプルベント、安全区域用

製品識別表示

機器を識別するには以下の方法があります。
• 銘板に記載された仕様• 納品書のアナライザ仕様の明細に記載されたオーダーコード
関連する技術資料の概要については、以下を参照してください。
• 標準資料 → • https://endress.com/contact

Endress+Hauser

13

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

3.4

機器ラベル

3.4.1

銘板

図 6. J22 アナライザ銘板
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3.4.2

製造者名および製造者所在地
製品名
オーダーコード
シリアル番号（SN）
拡張オーダーコード
保護等級
認定用スペース：危険場所で使用可能
警告 - 静電気放電の可能性
電気接続データ：使用可能な入力/出力
2-D マトリクスコード（シリアル番号）
製造日：年 – 月

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

安全関連の補足資料の資料番号
認定/認証用スペース：例：CE マーク
接続および電子部コンパートメントの保護等級用スペース（危険場所用）
追加情報用スペース（特殊製品）
ケーブルの許容温度範囲
許容周囲温度（Ta）
ケーブルグランドの情報
電線管接続口
使用可能な入力/出力、電源
電気接続データ：電源

オーダーコード

アナライザを追加注文される場合は、このオーダーコードを使用してください。

拡張オーダーコード
アナライザモデル（製品ルート）と基本仕様（必須機能）を含む完全な拡張オーダーコードが常に記載されています。

3.5

機器のシンボル

3.5.1

電気シンボルシンボル

説明
保安アース（PE）
安全性を確保するために機器の導電部に接合されている端子であり、外部の保護接地システムに接続します。

3.5.2
シンボル

情報提供シンボル
説明
詳細については、技術資料を参照してください。

14

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

3.5.3

警告シンボル

シンボル

説明

取扱説明書

不可視レーザー光 - レーザー光にさらされないようにしてください。測定セル内部にはクラス 3R のレーザーが使用されており、これにアクセスできるのはサービスまたは修理時のみです。サービス作業については、製造者の認可を受けた作業員に委託してください。

3.5.4

コントローララベル
アナライザの損傷を防止するために、電源を切ってから機器にアクセス
してください。

作業員の損傷を防止するために、アナライザのエンクロージャーを開けるときには注意してください。

Endress+Hauser

15

取扱説明書4.

J22 TDLAS ガスアナライザ

設置

環境および配線に関する要件については、技術データ →  を参照してください。

工具および金具類

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

T20 トルクスドライバ
24 mm スパナ
3 mm マイナスドライバ#2 プラスドライバ
1.5 mm 六角ドライバ
3 mm 六角ドライバ
巻尺
フェルトペン
水準器
ステンレス配管（電解研磨済み 6 mm [¼ in.] 外径 x 0.1 mm [0.035 in.] を推奨、構成に応じてシームレスなス
テンレス配管を使用）

4.1

ヒートトレースの設置

ヒートトレースは、エンクロージャー組込型の J22 TDLAS ガスアナライザのオプションとして使用できます。出荷の利便性から、工場でヒートトレースが取り外される場合があります。ヒートトレースを再び取り付ける場合は、以下の指示に従ってください。

工具および金具類

•
•
•

ブッシング
潤滑剤付き O リング
ヒートトレース

ヒートトレースの設置手順

1. サンプル調整システム外部のラベルが貼付された適切な開口部を見つけます。
2. サンプル調整システムのエンクロージャードアを開き、開口部にブッシングを挿入して基部をエンクロー

ジャー内壁にぴったりと接触させます。

3. 潤滑剤付き O リングをエンクロージャー外側のネジ込みブッシングに、外壁にぴったりと接触するまで装着します。

 設置前に O リングの潤滑剤に汚染がないことを確認してください。
4. エンクロージャー内部からネジ込みコネクタを持ち、ヒートトレースをブッシングにネジ込み、時計回りに手で締められるところまで締め付けます。

5. プラスチックヒートトレースを 7 Nm（63 in-lb）のトルクで 2 in.（約 50 mm）締め付けます。

 きつく締め付けすぎないでください。ヒートトレースが破損する可能性があります。

4.2

持上げ/搬送アナライザの持上げ/搬送は、2 人以上の作業員で実施してください。

 コントローラのエンクロージャーやコンジット、ケーブルグランド、ケーブル、配管、エンクロージャーの壁面やパネル/エンクロージャーの端から突出した部分などをつかんでアナライザを持ち上げないでください。
必ず下記「アナライザの取付け」セクションの説明に従って機器を搬送してください。

4.3

アナライザの取付け

取付方法は、アナライザのモデルタイプに応じて異なります。サンプル調整システムなしのアナライザをご注文の場合、オプションの設置用取付プレートを使用して J22 を設置できます。サンプル調整システム付きアナライザを設置する場合、アナライザは壁面取付または支柱取付になります。
アナライザを取り付ける場合、周辺の機器が操作しやすい場所にアナライザを設置してください。詳細な取付寸法については、配置図 →  を参照してください。
16

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

4.3.1

取扱説明書

壁面取付け

J22 TDLAS ガスアナライザは、規定の周囲温度範囲内で使用するために設計されています。一部が強い日光にさらされると、アナライザ内部の温度が規定の周囲温度を超過する可能性があります。
 屋外に設置する場合は、アナライザの上方に日除けや天蓋を設置することをお勧めします。
 J22 TDLAS ガスアナライザの取付けに使用する金具類は、機器の 4 倍の質量を支持できる必要があります（機器の質量：約 19～43 kg（40～95 lbs）：機器の構成に応じて異なります）。

工具および金具類
•
•
•

取付金具
スプリングナット
取付穴のサイズに合った小ネジおよび切削ナット

1. 2 本の下部用取付ボルトを取付フレームまたは壁面に取り付けます。ボルトを完全に締め付けないでください。

約 10 mm（¼ in.）の隙間を残し、アナライザの取付タブを下部用ボルトの上まで滑らせます。

2. 下図に示される位置を持ち、アナライザを垂直に持ち上げます。

 けが防止のために、各作業員に質量を均等に配分してください。

1

2 1

2

1

2 1

2

A

B

図 7. パネル取付型（A）/エンクロージャー組込型（B）設置用の J22 の持上げ位置
1
2

作業員 1 の手の位置
作業員 2 の手の位置

3. アナライザを下部用ボルトの上まで滑らせ、溝付の下部取付タブをボルトの上に滑らせます。垂直位置でアナライザを安定させながら、2 本の下部用ボルトでアナライザの質量を支持します。

1

1
A

1
B

図 8. パネル取付型（A）/エンクロージャー組込型（B）取付用の J22 溝付タブの位置
1

溝付タブ

4. アナライザを傾け、2 本の上部用ボルトの位置を合わせながらアナライザを取付フレームまたは壁面に向かって押し込みます。

5. 1 人の作業員が必要な圧力をかけてアナライザをフレームまたは壁面に固定し、その間にもう 1 人の作業員が2 本の上部用ボルトを固定します。

6. 4 本のボルトをすべて締め付けます。

Endress+Hauser

17

取扱説明書4.3.2

J22 TDLAS ガスアナライザ

パネル取付け

パネル取付型サンプル調整システム付き J22 TDLAS ガスアナライザの場合、パネル背面と取付面の間に 4 つのス
ペーサが付属し、このスペーサによりパネル背面のネジ用の隙間が確保されます。付属のスペーサを下図のように取り付けてください。
スペーサ（P/N 1300002478）の寸法：• 外径：19 mm• 内径：8.1 mm• 厚さ：13 mm

4.3.3

プレート取付け図 9. J22 パネル用スペーサ

プレート取付けオプションは、J22 アナライザを独自のエンクロージャー内に設置するユーザー向けに設計されています。J22 は垂直方向に設置し、アナライザコントローラはエンクロージャーの外側に配置します。
アナライザを取り付ける場合、周辺の機器が操作しやすい場所にアナライザを設置してください。

工具および金具類

取付金具（プレートに付属）
ガスケット（プレートに付属）
1. ユーザーが用意したエンクロージャーに適切なカットアウトを設けるには、図 →  の取付プレートの寸法を参照してください。
2. アナライザを下ろしてエンクロージャーの穴に通し、プレートとガスケットの位置を合わせます。
3. 8 本の M6 x 1.0 ネジと対応するナットを使用して、アナライザを所定の位置に固定します。
13 N-m（115 lb-in）以上のトルクで締め付けます。

••

図 10. プレート取付ブラケットおよび金具類

18

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

4.3.4

取扱説明書

支柱取付け

J22 TDLAS ガスアナライザは、規定の周囲温度範囲内で使用するために設計されています。一部が強い日光にさらされると、アナライザ内部の温度が規定の周囲温度を超過する可能性があります。
 屋外に設置する場合は、アナライザの上方に日除けや天蓋を設置することをお勧めします。
 アナライザを取り付ける場合、周辺の機器が操作しやすい場所にアナライザを設置してください。
 J22 TDLAS ガスアナライザの取付けに使用する金具類は、機器の 4 倍の質量を支持できる必要があります（機器の質量：約 19～43 kg（40～95 lbs）：機器の構成に応じて異なります）。

工具および金具類

•
•
•
•
•
•

取付金具
チャンネルナット
取付穴のサイズに合った小ネジ、マシンボルト、および切削ナット
ワッシャ
ファスナクランプ支持レール

1. 適切な長さのボルトをワッシャとともにファスナクランプに挿入し、M10 チャンネルナット（1）に取り付けます。

ボルトの長さ

支柱直径
距離（mm）

距離（in.）

M10 x 1.5 x 120

60～79 mm

2.4～3.1 in.

M10 x 1.5 x 150

79～92 mm

3.1～3.6 in.

M10 x 1.5 x 170

92～102 mm

3.6～4.0 in.

2. 両方のボルトを 24.5 Nm（216.9 lb-in.）のトルクで締め付けます。
3. チャンネルナットを支持レール（2）に 172 mm（6.8 in.）の間隔を空けて配置します。

 チャンネルナットをチャンネル（2）に適切に固定してください。

図 11. 支持レールへのチャンネルナットの取付け
1 チャンネルナット

Endress+Hauser

19

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

4. ボルトとワッシャをファスナクランプ（3）のスルーホールに挿入します。
5. 付属のチャンネルナット（4）を使用して、支持レールを支柱取付ホルダに取り付けます。

図 12. 支持レールの取付け

6. ボルトを 24.5 Nm（216.9 lb-in.）のトルクで締め付けます。

図 13. 支持レールの取付け

7. システム構成に応じて支柱にクランプを配置します。
システムタイプ

距離（mm）

距離（in.）

パネル取付型 SCS 付き J22 TDLAS ガスアナライザ

337

13.3

エンクロージャー組込型 SCS 付き J22 TDLAS ガスアナライザ

641

25.2

8. もう 1 つの支持レールに対して手順 1～6 を繰り返します。
9. M8-1.25 x 25 ボルトを支持レールおよびエンクロージャー/サンプルシステムパネルのスルーホールに挿入します。

20

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

図 14. 支持レールの取付け

10. ワッシャと M8 ナットを支持レール背面に挿入します。
11. ボルトを 20.75 Nm（183.7 lb-in.）のトルクで締め付けます。

4.4

表示モジュールの回転表示モジュールを回転させて、表示部の視認性と操作性を最適化できます。
1. 端子部カバーの固定クランプを緩めます。
2. 端子部カバーを外します。
3. 表示モジュールを必要な位置に回転させます：各方向に対して最大 8 × 45°

A0030035

図 15. 表示モジュールの回転

4. 端子部カバーを取り付けます。
5. 端子部カバーの固定クランプを固定します。

4.5

保護接地およびシャーシグラウンド

電気信号または電源を接続する前に、保護接地およびシャーシグラウンド →  を接続してください。
• 保護接地およびシャーシグラウンドは、サンプル調整システム内のヒーターなど、他のすべての通電導体と同等またはそれ以上のサイズが必要です。
• 他のすべての配線が取り外されるまで、保護接地およびシャーシグラウンドの接続は維持されます。
• 保護接地線には、主電源と同等またはそれ以上の通電容量が必要です。
2• アース結合/シャーシグラウンドには 6 mm （10 AWG）以上の接地線が必要です。

保護接地ケーブル••2

アナライザ：2.1 mm （14 AWG）
2
エンクロージャー：6 mm （10 AWG）

接地インピーダンスは 1Ω 未満にしてください。
Endress+Hauser

21

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

オプションのステンレス製ラベルタグは接地されていません。
 測定により算出されたタグの最大平均静電容量は最大 30 pF です。これは特定のアプリケーションにおける機器の適合性を判断する上で、ユーザーが考慮する必要があります。

図 16. 接地接続
1
2

4.6

保護接地ネジ、M6-1.0 x 8 mm、ISO-4762
保護接地スタッドボルト、M6 x 1.0 x 20 mm

電気接続

危険電圧および感電のおそれがあります。

 電子回路エンクロージャーを開いて接続を行う前に、本体供給電源をオフにしてください。
設置担当者は、地域の設置に関するすべての規定を遵守する必要があります。
 フィールド配線（電源と信号）は、適用される各地域/各国の設置法規に準拠し、危険場所用として認可された配線方式を使用して行う必要があります。
 銅線のみを使用してください。
 エンクロージャー組込型 SCS 付き J22 TDLAS ガスアナライザの場合、ヒーター回路用電源ケーブルの内側シースの被覆材質には、熱可塑性物質、熱硬化性樹脂、またはエラストマーを使用する必要があります。円形および小サイズであり、ベッディングまたはシースが押し出し成形で、充填材（使用されている場合）は非吸湿性であることが必要です。
 長さ 3 メートル以上のケーブルが必要です。

22

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

アナライザの電気接続

図 17. J22 アナライザの電気接続 J
1. AC 100～240 V ± 10%、DC 24 V ± 20 %2. IO オプション：Modbus RTU、4～20 mA/ステータス出力、リレー
3. 10/100 Ethernet（オプション）、ネットワークオプション
Modbus TCP

4. サービスポートへの接続は、機器の設置場所が非危険場所であり、適切なトレーニングを受けた作業員が機器の試験、修理、オーバーホールを行う場合に限り許可されます。
5. フロースイッチ接続

端子 26 と 27 は、Modbus RTU（RS485）専用です。Modbus TCP の場合、端子 26 と 27 は RJ45 コネクタに置き換えられます。N.C. は「接続なし」用です。
光学ヘッドのコネクタ J7 は、Endress+Hauser の工場接続専用です。
 設置やお客様側の接続に使用しないでください。

4.6.1

電線管接続口の接続点

図 18. ネジ込み接続口
12
34Endress+Hauser

電源用の電線管接続口
信号伝送用の電線管接続口、IO1、または Modbus RS485。あるいは Ethernet ネットワーク接続（RJ45）
信号伝送用の電線管接続口、IO2, IO3
保護接地

23

取扱説明書4.6.2

J22 TDLAS ガスアナライザ

Modbus RS485 の接続端子カバーを開ける
1.
2.
3.
4.

端子部カバーの固定クランプを緩めます。
端子部カバーを外します。
表示モジュールホルダのツメを同時に押し込みます。
表示モジュールホルダを外します。

A0029813

図 19. 表示モジュールホルダの取外し

5. 電子部コンパートメントの縁にホルダを取り付けます。
6. 端子部カバーを開きます。

A0029814

図 20. 端子カバーを開ける

ケーブルの接続

1. 電線管接続口からケーブルを挿入します。気密性を確保するため、電線管接続口のシールリングは外さないでください。

 周囲温度 60 °C において J22 TDLAS ガスアナライザの電線管接続口および分岐点の温度が 67 °C に達する場合があります。これはフィールド配線および電線管接続口機器の選定において考慮する必要があります。
2. ケーブルおよびケーブル終端の被覆を剥がします。より線ケーブルを使用する場合は、棒端子も取り付けます。
3. 保護接地を接続します。

A0033983

図 21. 保護接地の配線および接続

4. 信号ケーブルの端子割当てに従ってケーブルを接続します。機器固有の端子の割当ては、端子部カバーに貼付されたラベルに明記されています。

5. ケーブルグランドをしっかりと締め付けます。

 これによりケーブル接続作業が完了します。

24

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

Step 5 は、CSA 認証取得製品では実行しません。CEC および NEC 要件では、ケーブルグランドの代わりにコンジットを使用します。

A0033984

図 22. ケーブルの接続とグランドの締付け

6.
7.
8.
9.

端子部カバーを閉じます。
表示モジュールホルダを電子部コンパートメントに取り付けます。
端子部カバーを取り付けます。
端子部カバーの固定クランプをしっかりと固定します。

4.6.3

Modbus TCP の接続

Modbus TCP および使用可能な入力/出力を使用した機器の接続に加え、サービスインターフェース（CDI-RJ45）を介した接続も利用できます → 。
端子カバーを開ける
1.
2.
3.
4.

端子部カバーの固定クランプを緩めます。
端子部カバーを外します。
表示モジュールホルダのツメを同時に押し込みます。
表示モジュールホルダを外します。

A0029813

図 23. 表示モジュールホルダの取外し

5. 電子部コンパートメントの縁にホルダを取り付けます。
6. 端子部カバーを開きます。

A0029814

図 24. 端子カバーを開ける

ケーブルの接続

1. 電線管接続口からケーブルを挿入します。気密性を確保するため、電線管接続口のシールリングは外さないでください。

2. ケーブルおよびケーブル終端の被覆を剥がして、RJ45 コネクタに接続します。

Endress+Hauser

25

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

3. 保護接地を接続します。
4. RJ45 コネクタを差し込みます。
5. ケーブルグランドをしっかりと締め付けます。

 これにより Modbus TCP ケーブル接続作業が完了します。
5
3

1

2

4

A033722

図 25. RJ45 ケーブルの接続

6.
7.
8.
9.

端子部カバーを閉じます。
表示モジュールホルダを電子部コンパートメントに取り付けます。
端子部カバーを取り付けます。
端子部カバーの固定クランプをしっかりと固定します。

4.6.4

電源および追加の入力/出力の接続

周囲温度 60 °C において J22 TDLAS ガスアナライザの電線管接続口および分岐点の温度が 67 °C に達する場合があります。
 この温度はフィールド配線および電線管接続口機器の選定において考慮する必要があります。
 メイン電子モジュールは、10 アンペア以下の過電流保護装置により保護する必要があります。

1. 電線管接続口からケーブルを挿入します。気密性を確保するため、電線管接続口のシールリングは外さないでください。
2. ケーブルおよびケーブル終端の被覆を剥がします。より線ケーブルを使用する場合は、棒端子も取り付けます。
3. 保護接地を接続します。

A029815

図 26. 保護接地の配線および接続

26

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

4. 電源の端子割当てに従ってケーブルを接続します。機器固有の端子の割当ては、端子部カバーに貼付されたラベルに明記されています。

5. ケーブルグランドをしっかりと締め付けます。

 これによりケーブル接続作業が完了します。

6.
7.
8.
9.

端子部カバーを閉じます。
表示モジュールホルダを電子部コンパートメントに取り付けます。
端子部カバーを取り付けます。
端子部カバーの固定クランプをしっかりと固定します。
CSA 認証を取得した J22 TDLAS ガスアナライザの場合、電源接続にコンジットが必要です。ATEX 認証取得モ
デルでは、鋼線/編組線の保護ケーブルが必要です。

4.6.5

ケーブルの取外し

1. ケーブルを端子から取り外す場合は、マイナスドライバを使用して 2 つの端子孔間の溝を押します。
2. これと同時に、端子からケーブル終端を引き抜きます。

図 27. ケーブルの取外し

A0029598

3. 単位 mm（in）

すべての相互接続配線またはケーブル配線の取付けが完了したら、残りのコンジットまたは電線管接続口が、製品の指定用途に従って認証済みアクセサリにより接続されていることを確認してください。
 地域の規制を遵守するために、必要に応じて、アプリケーション（CSA または Ex d IP66）固有のコンジット
シールやグランドを使用してください。

4.6.6

ネットワークへのコントローラの接続

このセクションには、機器をネットワークに統合するための基本的なオプションのみが記載されています。手順については、コントローラを正しく接続するための手順 →  を参照してください。

4.6.7

サービスインターフェースによる接続

J22 TDLAS ガスアナライザは、サービスインターフェース（CDI-RJ45）への接続機能を搭載します。
 サービスインターフェース（CDI-RJ45）への接続は、機器の設置場所が非危険場所であり、適切なトレーニングを受けた作業員が機器の試験、修理、オーバーホールを一時的に行う場合に限り許可されます。
接続時の注意点：• 推奨ケーブル：CAT 5e、CAT 6、CAT 7、シールドコネクタ付き
Endress+Hauser

27

取扱説明書
•••J22 TDLAS ガスアナライザ

最大ケーブル厚：6 mm
曲げ保護付きコネクタの長さ：42 mm
曲げ半径：5 x ケーブル太さ

1

1

A

B

図 28. IO1 のサービスインターフェース（CDI-RJ45）接続部、Modbus RTU/RS485/2 線式（A）、Modbus TCP/Ethernet/RJ45（B）
1

4.6.8

サービスインターフェース（CDI-RJ45）

エンクロージャーのヒーター電源（オプション）の接続

サンプル調整システムエンクロージャー用配線接続

12.1 mm2#14 AWG

2

3
1.5 mm2#16 AWG
BR

4

BL
BR
6 mm2
#10 AWG

G/Y
G/Y

6

5
7

図 29. J22 SCS エンクロージャーの電気接続
1.
2.
3.
4.
5.

中継端子箱
AC 100～240 V ± 10%、50/60 HZ、主電源
ヒーター
青色の配線は接地線ではなく、サーモスタットに使用します
接地線を CSA サーモスタット用に取り付けます。
これは ATEX バージョンにのみ適用されます。

6. 銅線のみを使用してください
7. サーモスタット
BL 青色線
BR 茶色線
G/Y 緑色/黄色線

 エンクロージャー組込型 SCS 付き J22 TDLAS ガスアナライザの場合、ヒーター回路用電源ケーブルの内側シースの被覆材質には、熱可塑性物質、熱硬化性樹脂、またはエラストマーを使用する必要があります。円形および小サイズであり、ベッディングまたはシースが押し出し成形で、充填材（使用されている場合）は非吸湿性であることが必要です。
CSA 認証を取得した J22 TDLAS ガスアナライザの場合、電源接続にコンジットが必要です。ATEX 認証取得モ
デルでは、鋼線/編組線の保護ケーブルが必要です。
28

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

1. システムの電源がオフであることを確認します。
2. サンプルシステムエンクロージャーのドアを開きます。
3. 1.5 mm 六角ドライバを使用して、止めネジを中継端子箱（JB）に反時計回りに回します。カバーを横に置いておきます。

図 30. 中継端子箱のネジの位置
1

中継端子箱（JB）の止めネジの位置

2

4. ケーブル（2.1 mm 、#14 AWG）をヒーター電源入口に通し、中継端子箱に送り込みます。

 地域の規制を遵守するために、必要に応じて、アプリケーション固有のコンジットシールやグランドを使用してください。
 英国式接続部（オプション）を搭載した、エンクロージャー組込型 SCS およびヒーター付き J22 TDLAS ガ
スアナライザの場合、ヒーター回路のエンクロージャー外壁の 5 cm（2 in.）以内に適切な機器シールを取り付けてください。

図 31. ヒーター電源接続口および中継端子箱
12

ヒーター電源用のネジ込み接続口
ヒーター電源の中継端子箱（JB）

5. 電源端子台に接続できるようにケーブルの被覆および/または絶縁材を剥がします。
6. 接地線を端子台に接続します。

Endress+Hauser

29

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

図 32. ヒーターの電気接続
1
2
3

ライン
ニュートラル接地

7. プラスドライバを使用して中性線および熱線を電源端子台に接続します。

EU：配線の色：茶色/青色（電源）、緑色/黄色（接地）

米国：配線の色：黒色/白色（電源）、緑色または緑色/黄色（接地）
温度定格 -40～+105 °C の銅線のみを使用してください。
8. 中継端子箱カバーを元の位置に戻し、ロックネジを固定します。
9. サンプルシステムエンクロージャーのドアを閉めます。

4.6.9

フロースイッチの接続

J22 TDLAS ガスアナライザは、オプションのディスプレイおよび可燃性/不燃性ガスの体積流量測定用のリード接点を備えた面積式流量計を搭載することができます。
 設置作業については、適用される各地域/各国の設置法規に準拠する必要があります。
 本機器は、IEC 60079-11 の Clause 6.3.13 に準拠した 500V r.m.s. の絶縁耐力試験（本質安全接続と機器エンク
ロージャー間）に合格する性能を備えていません。機器設置においては、この点を考慮する必要があります。
 温度範囲 -20～+60 °C に適合する Ex eb IIC および IP66 の認証取得ケーブルグランドを使用してください。
 本質安全回路には、AC 500 V または DC 750 V 以上の絶縁耐力試験に合格する性能を持つ断熱材付き絶縁ケーブルのみを使用してください。
フロースイッチを接続するには、シールド付き接続ケーブルを FM 認定関連機器接地に接続してください。端子、ケーブルグランド、配線の最高温度は 60 °C 以上であることが必要です（周囲温度と製品温度に応じて異なります）。
 コーティング付きパーツを含む面積式流量計は、静電気放電のリスクが最小限に抑えられるように設置およびメンテナンスを実施してください。

4.6.10

ネジ込み接続口

パネル構成の場合のネジ込み接続口の位置は、下記のエンクロージャー組込型サンプルシステムの場合と同じです。
 ネジの潤滑剤をすべてのコンジットハブのネジ込み接続に塗布する必要があります。Syntheso Glep1 または同等の潤滑剤をすべてのコンジットのネジ山に塗布することをお勧めします。

30

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

1
2
3

1
2
3

4

4

A

B

図 33. エンクロージャー組込型 J22 のネジ込み接続口：ATEX（A）および英国式（B）接続部

電線管接続口説明

ATEX、IECEx、INMETRO

英国式接続部（オプション）

1

コントローラ電源

M20 x 1.5

½ in. NPTF

2

Modbus 出力

M20 x 1.5

½ in. NPTF

3（2）設定可能 IO（IO2、IO3）

M20 x 1.5

½ in. NPTF

4

ヒーター電源M25 x 1.5

½ in. NPTM

4.7

ガス接続

ネジ込み接続口J22 TDLAS ガスアナライザが正常に機能し、アナライザの回路が解磁状態であることを確認したら、サンプル供給、
サンプルパージ、圧力リリーフベント（該当する場合）、検証用ソース（該当する場合）のガスラインを接続することができます。ガス配管の設置に関連するすべての作業は、適切な資格を持つ技術員が実施する必要があります。
プロセスサンプルは可燃性/毒性濃度の有害物質を含んでいる可能性があります。

 作業員はサンプルシステムを設置する前に、サンプル含有成分の物理的特性と安全対策を十分に理解しておく必要があります。
 サンプルセル内の圧力が 0.7 barg（10 psig）を超過しないようにしてください。これを超過すると、セルが損傷する可能性があります。
電解研磨済みの外径 6 mm または ¼ in.（注文オプションに応じて異なります）のシームレスステンレス配管の使用をお勧めします。供給ポートと戻りポートの位置については、システム接続図 →  を参照してください。

サンプル供給ラインの接続

1. サンプル供給ラインを接続する前に、以下を確認します。

a. サンプルプローブがプロセスサンプルタップに正しく取り付けられており、サンプルプローブ遮断弁が閉じていること。
b. 減圧ステーションがサンプルプローブに正しく取り付けられており、減圧ステーションの圧力調整器が閉じていること（調整ノブが反時計回りに回され、完全に締まっていること）。
サンプルタップのプロセスサンプルは高圧状態の可能性があります。

 サンプルプローブ遮断弁と減圧調整器の使用時には細心の注意を払ってください。
 すべてのバルブ、調整器、スイッチなどを現場のロックアウト/タグアウト手順に準拠して使用する必要があります。
 適切な設置手順については、サンプルプローブ製造者の指示に従ってください。
c. 減圧ステーションから低圧フレアまたは大気ベント接続にリリーフバルブの通気ラインが正しく取り付けられていること。
Endress+Hauser

31

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

2. 減圧ステーションからサンプルシステムまでの適切な管路を特定します。
3. 減圧ステーションからサンプルシステムのサンプル供給ポートにステンレス管を敷設します。
4. 産業グレードのベンダーを使用して配管を曲げて、配管がフィッティングとの間に適切に固定されていることを確認します。
5. すべての配管の終端面に対して、穴の調整などの仕上げ加工を行います。
6. 接続前に、清浄な乾燥窒素または乾燥空気を 10～15 秒間ラインに通します。
7. 6 mm（¼ in.）（ご注文の構成に応じて異なります）のステンレス管圧縮式フィッティングを使用して、サン
プル供給管をサンプルシステムに接続します。
8. スパナを使用して新しいフィッティングをすべて 1 ¼ 回転締め付けます。スエージ加工済みの端子台接続との接続のために、引き上げた位置までナットを通し、スパナで軽く締め付けます。必要に応じて、配管を適切な支持材に固定します。
9. 漏れ検出器を使用して、すべての接続部のガス漏れの有無を確認します。

サンプル戻りラインの接続

1. 低圧フレアまたは通気ヘッダーのシャットオフバルブが閉じていることを確認します。

 すべてのバルブ、調整器、スイッチなどを現場のロックアウト/タグアウト手順に準拠して使用する必要があります。

2. サンプルシステムから低圧フレアまたは通気ヘッダーまでの適切な管路を特定します。
3. 減圧ステーションからサンプルシステムのサンプル供給ポートにステンレス管を敷設します。
4. 産業グレードのベンダーを使用して配管を曲げて、配管がフィッティングとの間に適切に固定されていることを確認します。

5. すべての配管の終端面に対して、穴の調整などの仕上げ加工を行います。
6. 接続前に、清浄な乾燥窒素または乾燥空気を 10～15 秒間ラインに通します。
7. 6 mm（¼ in.）（構成に応じて異なります）のステンレス管圧縮式フィッティングを使用して、サンプル供給

管をサンプルシステムに接続します。

8. スパナを使用して新しいフィッティングをすべて 1 ¼ 回転締め付けます。スエージ加工済みの端子台接続との接続のために、引き上げた位置までナットを通し、スパナで軽く締め付けます。必要に応じて、配管を適切な支持材に固定します。
9. 漏れ検出器を使用して、すべての接続部のガス漏れの有無を確認します。

4.8

メートル法変換キット

サンプルシステム用のメートル法変換キットは、英国式（inch）アナライザシステムフィッティングをメートル法（mm）フィッティングに変換します。このキットは、製品のご注文時に J22 TDLAS ガスアナライザと一緒に選択できます。キットには、以下の部品が含まれます。
数

説明

6

棒端子セット、¼ in. チューブフィッティング

1

棒端子セット、½ in. チューブフィッティング

6

チューブナット、¼ in. チューブフィッティング、SUS 316 相当

1

チューブナット、½ in. チューブフィッティング、SUS 316 相当

66 mm チューブフィッティング x ¼ in. チューブスタブ、SUS 316 相当

1

12 mm チューブフィッティング x ½ in. チューブスタブ、SUS 316 相当

必要な工具

•
•
•
•

32

7/8 in. スパナ
5/16 in. スパナ（アダプタ固定用）
フェルトペン
ギャップ検査ゲージ

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

設置

1. 必要に応じて 6 mm（¼ in.）または 12 mm（½ in.）フィッティングを選択します。
2. チューブアダプタをチューブフィッティングに挿入します。チューブアダプタがチューブフィッティング本体

上でしっかりと固定され、ナットが締め付けられていることを確認します。

3. ナットの 6:00 の位置に目印を付けます。
4. フィッティング本体を固定しながら、チューブナットを 9:00 の位置まで 1 ¼ 回転締め付けます。
5. ギャップ検査ゲージをナットと本体の間に挿入します。ゲージが隙間に入る場合、さらに締め付ける必要があります。

 Swagelok の製造者の指示に従ってください。

4.9

ハードウェア設定

ハードウェアの始動運転時には以下の図を参照してください。

1

1
5

2

a

3

b

7
8

4
6

A

B

図 34. J22 TDLAS ガスアナライザのフロー図：フル構成時（A）および最小構成時（B）のサンプルシステム
1
2
3
4
5
6

サンプル供給バルブ（2 方弁または 3 方弁）
エンクロージャーパージ入口
圧力計
バイパス流量計
アナライザ流量計、a）流量なし、b）流量あり
エンクロージャーパージ出口

7 検証用流入口
8 システムベント

オプションのサンプルシステムエンクロージャーパージ付きシステムの場合は、始動前にパージを実施してください → 。
1. エンクロージャー付きシステムの場合は、エンクロージャーのドアを開きます。
2. 圧力計（1）を 69～103 kPa（10～14.9 psi）に設定します。
3. 流量を毎分 1 リットルに設定し、安全のために 4 分以上（水分の測定値が許容誤差レベル以下になるまで）パージを実行します。
4. ガスが流れるようにサンプル供給バルブ（2）を切り替えます。
5. 検証用/サンプルガスを配置して開放します。
6. 圧力計（1）を設定値に設定します。

 圧力計の設定が 172 kPa（25 psig）を超過しないようにしてください。
 減圧ステーションの圧力が 345 kPa（50 psi）を超過しないようにしてください。
 CRN 認定システムの場合：圧力計の設定が 103 kPa（14.9 psi）を超過しないようにしてください。
Endress+Hauser

33

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

7. バイパス流量計（4）を設定値に調整してから、最大予想背圧のプロセスガスを使用してアナライザ流量計（5）を調整します。

ガスの組成や背圧が変化する場合は流量を調整します。
8. エンクロージャー付きシステムの場合は、エンクロージャーのドアを閉めます。

4.9.1

フロースイッチの設定

フロースイッチの初期設定は 0.3 LPM であり、これを設置時に調整する必要はありません。ただし、フロースイッ
チの点検や再設定を行う場合は、以下の手順を実行して連続モードでマルチメータを使用するか、またはアラーム
904 →  の出力を監視してください。
1. ガスを最小 0.3 LPM に設定します。(1)

図 35. フロースイッチの調整
1
2

2.
3.
4.
5.

調整可能ナット
ニードルバルブの調整

フロースイッチのナットを緩めます。(2)
アラームが出力されるまで、リードカートリッジ（1）を必要な値（最小 0.3 LPM）に調整します。
流量を必要な値（0.5～1 LPM）に設定します。アラームが解消されて状態が変化します。
ナットを固定します。(1)
通常動作におけるアラームの遅延は 60 秒です。

4.9.2

J22 TDLAS ガスアナライザのアドレス設定

フィールドバスに応じて、ハードウェアアドレス指定の動作が異なります。Modbus RS485 では機器アドレスを使用し、Modbus TCP では IP アドレスを使用します。

Modbus RS485 のハードウェアアドレス指定

機器アドレスは必ず Modbus サーバーに対して設定する必要があります。機器アドレスの有効範囲は 1～247 です。
アドレスを正しく設定しないと、機器が Modbus クライアントに認識されません。すべての機器は、機器アドレス
247 およびアドレスモードが「ソフトウェアアドレス指定」の状態で工場から出荷されます。
各アドレスは Modbus RS485 ネットワーク内で 1 回だけ割り当てることができます。
すべての DIP スイッチがオンまたはオフの場合、すべてのハードウェアアドレス指定がオフです。
Modbus 機器のアドレス範囲

1～247

アドレス指定モード

ソフトウェアのアドレス指定、ハードウェアアドレス指定用のすべての DIP スイッチは

34

オフに設定されています。

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

1. 端子部カバーの固定クランプを緩めます。
2. 端子部カバーを外します。
3. 端子部の DIP スイッチを使用して必要な機器アドレスを設定します。

A0029634

図 36. Modbus アドレスの DIP スイッチ

4. 機器アドレスの変更は 10 秒後に有効になります。
5. 端子部カバーを元の位置に戻し、クランプを固定します。

終端抵抗の有効化

インピーダンス不整合による不正な通信伝送を防止するため、Modbus RS485 ケーブルをバスセグメントの最初と最後で正確に終端処理します。
 DIP スイッチ 3 をオンに設定します。

A0029632

図 37. 終端抵抗を有効化するための DIP スイッチ のオフ/オンの選択

Modbus TCP のハードウェアアドレス指定

DIP スイッチを使用して J22 の IP アドレスを設定できます。

アドレス指定データ

IP アドレスおよび設定オプションを以下に示します。
第 1 オクテット

第 2 オクテット

第 3 オクテット

第 4 オクテット

192.

168.

1.

XXX

ソフトウェアアドレス指定から設定できるのは、第 1、第 2、第 3 オクテットのみです。
第 4 オクテットは、ソフトウェアアドレス指定とハードウェアアドレス指定を使用して設定できます。
IP アドレスレンジ

1～254（第 4 オクテット）

IP アドレスブロードキャスト

255

工場出荷時のアドレス指定モード

ソフトウェアのアドレス指定：ハードウェアアドレス指定用のすべての DIP スイッチ
はオフに設定されています。

工場出荷時の IP アドレス

DHCP サーバーはアクティブ

ソフトウェアのアドレス指定：IP アドレスパラメータを使用して、IP アドレスを入力します。詳細について
は、機能説明書 →  を参照してください。
Endress+Hauser

35

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

IP アドレスの設定
コントローラハウジングを開けると感電の危険性があります。

 コントローラハウジングを開ける前に電源を切ってください。
初期設定の IP アドレスが有効化されていない場合があります。

A0029635

図 38. IP アドレス設定用の DIP スイッチ

1.
2.
3.
4.
5.

端子部カバーの固定クランプを緩めます。
端子部カバーを外します。
I/O 電子モジュールの対応する DIP スイッチを使用して IP アドレスを設定します。
端子部カバーを元の位置に戻し、クランプを固定します。
本機器を電源に再接続します。
 機器を再起動すると、設定した機器アドレスが使用されます。

4.9.3

初期設定の IP アドレスの有効化

DHCP 機能は工場出荷時に機器で有効になっています。つまり、機器は IP アドレスがネットワークによって割り当
てられることを期待します。この機能は無効にすることが可能であり、DIP スイッチを使用して機器を初期設定のIP アドレス 192.168.1.212 に設定できます。

DIP スイッチによる初期設定の IP アドレスの有効化
コントローラハウジングを開けると感電の危険性があります。

 コントローラハウジングを開ける前に電源を切ってください。

A0029633

図 39. 初期設定の IP アドレスの DIP スイッチのオフ/オン

1.
2.
3.
4.
5.

端子部カバーの固定クランプを緩めます。
端子部カバーを緩めて外し、必要に応じて、現場表示器をメイン電子モジュールから取り外します。
I/O 電子モジュールの DIP スイッチ番号 4 を OFF → ON に設定します。
端子部カバーを元の位置に戻し、クランプを固定します。
本機器を電源に再接続します。
 機器を再起動すると、初期設定の IP アドレスが使用されます。

36

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

4.10

取扱説明書

保護等級 IP66 の保証

本機器は、保護等級 IP66、Type 4X 容器のすべての要件を満たしています。保護等級 IP 66、Type 4X 容器を保証するために、電気接続後に以下の手順を実施してください。
1.
2.
3.
4.
5.

ハウジングシールに汚れがなく、適切に取り付けられているか確認してください。
必要に応じて、シールの乾燥、清掃、交換を行います。
ハウジングのネジやカバーをすべてしっかりと締め付けます。
ケーブルグランドをしっかりと締め付けます。
電線管接続口に水滴が侵入しないように、電線管接続口の手前でケーブルが下方に垂れるように配線してくだ
さい（ウォータートラップ）。
最小ケーブル半径の要件を満たしていることを確認してください。

A0029278

図 40. 保護等級 IP66 の保証

6. 使用しない電線管接続口にはダミープラグを挿入します。

Endress+Hauser

37

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

5.

操作オプション

5.1

操作オプションの概要

7

図 41. 操作オプション
1
2
3
4

38

表示モジュールによる現場操作
ウェブブラウザ（例：Chrome）搭載のコンピュータ
Web サーバーまたは Modbus へのアクセス用にネットワーク上で使用する携帯機器（またはタブレット端末）
制御システム（例：PLC）

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

5.2

取扱説明書

操作メニューの構成と機能

A0018237_SSI

図 42. 操作メニューの概要構成

Endress+Hauser

39

取扱説明書5.2.1

J22 TDLAS ガスアナライザ

操作上の役割操作メニューの個別の要素は、特定のユーザーの役割に割り当てられています（オペレーター、メンテナンスなど）。各ユーザーの役割には、機器ライフサイクル内の標準的な作業が含まれます。
機能的役割/メニュー

ユーザーの役割および Tasks

Task 指向

オペレータ、メンテナンスの役 •Display（表示）Language（表示言語）

割

内容/ 意味

•操作言語の設定
Web サーバー操作言語の設定•

操作画面表示の設定（例：表示形式）

操作時の Tasks：

操作画面表示の設定
測定値の読み取り

Operation
（操作）

•
•

Setup（設定）

メンテナンスの役割

迅速な設定用のウィザード：

•
•
測定の設定
•
入力および出力の設定
通信インターフェースの •
•
設定
•

設定：

•
•
•

システム単位の設定
通信インターフェースの設定
I/O 設定の表示
入出力の設定操作画面表示の設定
出力状態の設定

高度な設定••
Diagnostics（診断）

メンテナンスの役割
エラー解消：••

エラー検出およびプロセスエラー分析に関するすべてのパラメータが含まれます。

プロセスおよび機器エ •ラーの診断と解消•
測定値シミュレー
ション
•
•
•
•
•

機能指向

Expert（エキスパート）

Diagnostic list（診断リスト）。現在未処理の診
断メッセージが最大 5 件含まれます。
Event logbook（イベントログブック）。発生したイベントメッセージが含まれます。
Device information（機器情報）。機器識別用の情報が含まれます。
Measured values（測定値）。現在のすべての測定値が含まれます。
Data logging（データのログ）サブメニュー。
測定値の保存と視覚化
Heartbeat Technology。必要に応じて機器の機能をチェックし、検証結果が記録されます。
Simulation（シミュレーション）。測定値または出力値のシミュレーションに使用機器の機能に関してより詳細な 機器に関連するすべてのパラメータが含まれます。メ
知識が要求される Tasks：

•
•
•
•

ニュー構造は機器の機能ブロックに基づいています。

各種条件下における測定 •の設定
各種条件下における測定の最適化•
難しいケースにおけるエ •ラー診断
通信インターフェースの •
詳細設定
•

•

40

より高度にカスタマイズされた測定の設定（特殊な測定条件に対応）
管理（アクセスコード設定、機器リセット）

System（システム）。測定または通信インター
フェースに関与しない、高次の機器パラメータがすべて含まれます。
Sensor（センサ）。測定の設定
Output（出力）。アナログ電流出力およびス
イッチ出力の設定
Input（入力）。アナログ電流入力の設定
Communication （ 通信 ） 。 デジ タ ル 通信 イ ン
ターフェースおよび Web サーバーの設定
Diagnostics（診断）。機器シミュレーションお
よび Heartbeat Technology 用、プロセスおよび
機器エラーの検出と分析
Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

5.3

取扱説明書

現場操作

A0026785

図 43. タッチコントロールによる操作

表示部

•
•
•
•

4 行表示、バックライト、グラフィック表示
白色のバックライト、機器エラーが発生した場合は赤色に変化
測定変数およびステータス変数の表示形式は個別に設定可能
表示部の許容周囲温度：–20～+60 °C（–4～+140 °F）。温度が許容温度範囲外の場合、表示部の視認性が悪化する可能性があります。

操作部
•
•

ハウジングを開けずにタッチコントロール（3 つの光学式キー）による外部操作：, , 
各種危険場所でも操作部にアクセス可能

5.4

現場表示器による操作メニューへのアクセス

5.4.1

操作画面表示

A0029348

図 44. 操作画面表示
1
2
3
4
5

Endress+Hauser

操作画面表示デバイスタグステータスエリア
測定値の表示エリア（4 行）
操作部 → 41

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

ステータスエリア
操作画面表示のステータスエリアの右上に、次のシンボルが表示されます。
ステータス信号 → •• F：故障• C：機能チェック• S：仕様範囲外• M：メンテナンスが必要
診断時の動作 → 。診断時の動作は診断イベントに付随するものであり、表示される測定変数、演算エラー、
パラメータの誤設定 →  に関係します。

•

アラーム
警告

•
•

ロック（機器はハードウェアからロック）
通信（リモート操作を介した通信が有効）

•
•

表示エリア
表示エリアでは、各測定値の前に、説明を補足する特定のシンボルタイプが表示されます。
測定変数

測定チャンネル番号

診断時の動作

例：診断イベント、演算エラー、
パラメータの誤設定に起因し
て発生

測定変数
シンボル

意味
温度

露点温度
出力

測定チャンネル番号は、出力のどれが表示されているかを示します。

σ
p

濃度
圧力

診断時の動作
測定値の数および表示形式は、Format display（表示形式）パラメータ →  で設定できます。

42

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

5.4.2

取扱説明書

ナビゲーション画面
サブメニューの場合

ウィザードの場合

図 45. ナビゲーション画面
1
2
3
4
5

ナビゲーション画面
現在位置までのナビゲーションパス
ステータスエリア
ナビゲーションの表示エリア
操作部 → ナビゲーションパス
ナビゲーションパス（ナビゲーション画面の左上に表示）は、以下の要素で構成されます。
••

サブメニューの場
合：メニューの表示
シンボル
ウィザードの場合：
ウィザードの表示シ
ンボル


例：

間にある操作メニューレベル
の省略記号

現在の表示名称•••

サブメニュー
ウィザード
パラメータ





/ ../

Display/ ../Display

ステータスエリア
ナビゲーション画面のステータスエリアの右上端に、以下が表示されます。
• サブメニューの場合：診断イベントが発生している場合は、診断動作およびステータス信号• ウィザードの場合：診断イベントが発生している場合は、診断動作およびステータス信号• 診断動作およびステータス信号 →  に関する情報

Endress+Hauser

43

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

表示エリア
メニュー
シンボル

意味
操作

•
•

メニューの操作選択の横操作メニューのナビゲーションパスの左側

設定

•
•

メニューの設定選択の横設定メニューのナビゲーションパスの左側

診断

•
•

メニューの診断選択の横診断メニューのナビゲーションパスの左側

エキスパート••

メニューのエキスパート選択の横
エキスパートメニューのナビゲーションパスの左側

サブメニュー、ウィザード、パラメータ
シンボル

意味
サブメニューウィザード
ウィザード内のパラメータ

サブメニュー内のパラメータ用の表示シンボルはありません。

ロック
シンボル

意味
パラメータのロック。パラメータ名の前に表示される場合は、そのパラメータが以下のいずれかの方法でロッ
クされていることを示します。

••

ユーザー固有のアクセスコード
ハードウェア書き込み保護スイッチ

ウィザード操作シンボル

意味
前のパラメータに切り替え
パラメータ値を確定し、次のパラメータに切り替え
パラメータの編集画面を開く

44

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

5.4.3

取扱説明書

編集画面
サブメニューの場合

ウィザードの場合

A0013941

1
2
3
4A001399

図 46. サブメニューおよびウィザードの場合の編集画面

編集画面
入力値の表示エリア
入力画面
操作部 → 入力画面
数値およびテキストエディタの入力画面では、次の入力シンボルが使用できます。

数値エディタシンボル

意味
数値 0～9 の選択
入力位置に小数点記号を挿入
入力位置にマイナス記号を挿入
選択の確定
入力位置を 1 つ左へ移動
変更を確定せずに、入力を終了
入力文字をすべて消去

テキストエディタ
シンボル

意味
切り替え

•
•
•

大文字/小文字
数値の入力
特殊文字の入力

文字 A～Z（大文字）の選択

文字 a～z（小文字）の選択

特殊文字の選択

Endress+Hauser

45

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

シンボル

意味
選択の確定
修正ツールの選択に切り替え
変更を確定せずに、入力を終了
入力文字をすべて消去

修正シンボル（
シンボル

において）

意味
入力文字をすべて消去
入力位置を 1 つ右へ移動
入力位置を 1 つ左へ移動
入力位置の左隣りの文字を削除

5.5

操作部

シンボル

意味
－キー

メニュー、サブメニューの場合：選択リスト内の選択バーを上方へ移動
ウィザードの場合：パラメータ値を確定し、前のパラメータに移動
テキストおよび数値エディタの場合：入力画面で、選択バーを左へ移動（戻る）＋キー

メニュー、サブメニューの場合：選択リスト内の選択バーを下方へ移動
ウィザードの場合：パラメータ値を確定し、次のパラメータに移動
テキストおよび数値エディタの場合：入力画面で、選択バーを右へ移動（次へ）Enter キー

操作画面表示の場合：• キーを短く押すと、操作メニューが開く• キーを 2 秒間押すと、コンテキストメニューが開く

メニュー、サブメニューの場合：

キーを短く押した場合：• 選択したメニュー、サブメニュー、またはパラメータが開く• ウィザードが開始する• ヘルプテキストを開いている場合は、パラメータのヘルプテキストを閉じる• パラメータの位置でキーを 2 秒間押した場合：パラメータ機能のヘルプテキストがある場合は、これが開く
ウィザードの場合：パラメータの編集画面を開く•

テキストおよび数値エディタの場合：• キーを短く押した場合：• 選択したグループが開く• 選択した動作を実行• キーを 2 秒間押すと、編集したパラメータ値が確定される

46

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

シンボル

取扱説明書

意味
エスケープキーの組み合わせ（キーを同時に押す）

メニュー、サブメニュー内• キーを短く押した場合：• 現在のメニューレベルを終了し、上位レベルに移動• ヘルプテキストを開いている場合は、パラメータのヘルプテキストを閉じる• キーを 2 秒間押すと、操作画面表示に戻る（ホーム画面）
ウィザードの場合：ウィザードを終了し、より高次のレベルに移動
テキストおよび数値エディタの場合：変更を確定せずに、テキストまたは数値エディタを閉じる－/Enter キーの組み合わせ（キーを同時に押す）
コントラストを弱く（より明るい設定）＋/Enter キーの組み合わせ（キーを同時に長押し）コントラストを強く（より暗い設定）－/＋/Enter キーの組み合わせ（キーを同時に押す）
操作画面表示の場合：キーパッドロックの有効化/無効化（SD02 表示モジュールのみ）

5.5.1

コンテキストメニューを開く

コンテキストメニューを使用すると、操作画面表示から簡単かつダイレクトに次のメニューを開くことができます。
• 設定• データバックアップ• シミュレーション

コンテキストメニューの呼び出しと終了
操作画面表示にします。
1.  を 2 秒間押します。

 コンテキストメニューが開きます。

A0017421-EN

図 47. コンテキストメニュー

2.  +  を同時に押します。

 コンテキストメニューが閉じて、操作画面が表示されます。

コンテキストメニューからのメニューの呼び出し
1. コンテキストメニューを開きます。
2.  を押して、必要なメニューに移動します。
3.  を押して、選択を確定します。

 選択したメニューが開きます。

Endress+Hauser

47

取扱説明書5.5.2

J22 TDLAS ガスアナライザ

ナビゲーションと選択

各種の操作部を使用して、操作メニュー内をナビゲートすることができます。ナビゲーションパスはヘッダーの左側に表示されます。個々のメニューの前にアイコンが表示されます。このアイコンは、ナビゲーション中もヘッ
ダーに表示されます。ナビゲーションパスの概要については、以下の例を参照してください。
ナビゲーション画面のシンボルと操作部の説明については、ナビゲーション画面 →  を参照してください。

例：表示する測定値の数を 2 つに設定

A0029562-EN

5.5.3

図 48. 表示する測定値の数を 2 つに設定

ヘルプテキストの呼び出し

一部のパラメータにはヘルプテキストが用意されており、ナビゲーション画面から呼び出すことが可能です。
パラメータ機能の簡単な説明が記載されたヘルプテキストにより、迅速かつ安全な設定作業がサポートされます。

ヘルプテキストの呼び出しと終了

ナビゲーション画面で、パラメータの上に選択バーが表示されています。
1.  を 2 秒間押します。
 選択したパラメータのヘルプテキストが開きます。

A0014002-EN

図 49. 「Enter access code（アクセスコード入力）」パラメータのヘルプテキスト

2.  +  を同時に押します。

 ヘルプテキストが閉じます。

48

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

5.5.4

取扱説明書

パラメータの変更

テキストエディタおよび数値エディタで構成される編集表示とシンボルの説明 → 、操作部の説明 → 

例：｢Tag description（タグの説明）」パラメータでタグの名前を 001-FT-101 から 001-FT-102 に変更

A0029563-EN

図 50. 「Tag description（タグの説明）」パラメータでタグの名前を 001-FT-101 から 001-FT-102 に変更

入力した値が許容される範囲を超える場合は、メッセージが表示されます。

A0014049-EN

図 51. 入力値が許容範囲外の場合

5.5.5

ユーザーの役割と関連するアクセス権

オペレータとメンテナンスの 2 つのユーザーの役割は、ユーザー固有のアクセスコードをユーザーが設定した場合、パラメータの書き込みアクセス権が異なります。これにより、現場表示器からの不正アクセス →  による機器設定を防止できます。

パラメータのアクセス権：ユーザーの役割：オペレータ
アクセスコードステータス

1

読み込みアクセス

書き込みアクセス

アクセスコードは未設定（初期設定）



アクセスコードの設定後



—



1

一部のパラメータはアクセスコードの設定に関係なく、常に変更可能です。これは測定に影響を及ぼさないため、書き込み保護から除外されます（「アクセスコードによる書き込み保護」セクションを参照）。

Endress+Hauser

49

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

パラメータのアクセス権：ユーザーの役割：メンテナンス
アクセスコードステータス

読み込みアクセス

アクセスコードは未設定（初期設定）



書き込みアクセス

アクセスコードの設定後







1

1 不正なアクセスコードを入力した場合、そのユーザーの役割としてオペレータのアクセス権が付与されます。

現在、ログインしているユーザーの役割は、Access status（アクセスステータス）パラメータに表示されます。
ナビゲーションパス：Operation（操作）→ Access status（アクセスステータス）

5.5.6

アクセスコードによる書き込み保護の無効化

現場表示器のパラメータの前に  シンボルが表示されている場合、そのパラメータはユーザー固有のアクセス
コードで書き込み保護されています。そのときは、現場操作による値の変更はできません。アクセスコードによる書き込み保護 →  を参照してください。
現場操作によるパラメータ書き込み保護は、各アクセスオプションを使用してユーザー固有のアクセスコードをEnter access code（アクセスコード入力）パラメータに入力することにより無効にできます。
1.  を押すと、アクセスコードの入力プロンプトが表示されます。
2. アクセスコードを入力します。

 パラメータの前の  シンボルが非表示になります。これで、以前に書き込み保護されたすべてのパラメー
タが再び有効になります。

5.5.7

キーパッドロックの有効化/無効化

キーパッドロックを使用すると、現場操作によるすべての操作メニューへのアクセスを防止できます。その結果、
操作メニューのナビゲーションまたはパラメータの変更はできなくなります。操作画面表示の測定値の読み取りのみが可能になります。

タッチコントロールによる現場操作
キーパッドロックのオン/オフはコンテキストメニューで行います。

キーパッドロックのオン
キーパッドロックが自動的にオンになります。
• 機器をリスタートした場合• 測定値表示で、機器の操作を 1 分以上行わなかった場合
1. 測定値表示の画面を表示します。

 を 2 秒以上押します。

 コンテキストメニューが表示されます。
2. コンテキストメニューで「キーロック オン」オプションを選択します。

 キーパッドロックがオンになります。

キーパッドロック有効時に操作メニューにアクセスしようとすると、キーロック オンメッセージが表示されます。

キーパッドロックのオフ

1. キーパッドロックがオンになっています。

 を 2 秒以上押します。
 コンテキストメニューが表示されます。
2. コンテキストメニューで「キーロック オフ」オプションを選択します。

 キーパッドロックがオフになります。

50

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

5.6

取扱説明書

ウェブブラウザによる操作メニューへのアクセス

内蔵の Web サーバーにより、ウェブブラウザおよびサービスインターフェース（CDI-RJ45）を介して機器の操作や設定を行い、機器を接続して Modbus TCP 信号伝送を行うことができます。操作メニューの構造は現場表示器と同じです。測定値に加えて、機器のステータス情報も表示されるため、ユーザーは機器のステータスを監視できます。また、機器データの管理やネットワークパラメータの設定も可能です。

5.6.1

必須条件

コンピュータハードウェア
ハードウェアインターフェース
CDI-RJ45

インターフェース

コンピュータには RJ45 インターフェースが必要です。

接続

RJ45 プラグの付いた標準 Ethernet ケーブル

画面

推奨サイズ：≥12 in. （画面解像度に応じて異なる）

コンピュータソフトウェア
ソフトウェアインターフェース
CDI-RJ45

推奨のオペレーティングシステム

対応のウェブブラウザ

コンピュータ設定
設定• Microsoft Windows 7 以上
• モバイルオペレーティングシステム：• iOS• Android

•
•
•
•
•

Microsoft Internet Explorer 8 以上
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari

インターフェース
CDI-RJ45

ユーザー権限TCP/IP およびプロキシサーバー設定用の適切なユーザー権限（例：管理者権限）が必要

ウェブブラウザのプロキシ

ウェブブラウザの設定「LAN にプロキシサーバーを使用する」をオフにする必要があります。

JavaScript

JavaScript を有効にする必要があります。

サーバー設定（IP アドレス、サブネットマスクなどの調整のため）。

JavaScript を有効にできない場合は、ウェブブラウザのアドレス行に「http://192.168.1.212/basic.html」を入力します。ウェブブラウザですべての機能を備えた簡易バージョンの操作メニューが起動します。
新しいファームウェアのバージョンをインストールする場合：正確なデータ表示を可能にするため、ウェブブラウザの一時的なメモリ（キャッシュ）を インターネットオプ
ションで消去します。
ネットワーク接続

機器とのアクティブなネットワーク接続のみを使用してください。
WLAN など、他のネットワーク接続はすべて
オフにします。

他のネットワーク接続はすべてオフにします。

接続に関する問題については、診断およびトラブルシューティング →  を参照してください。

Endress+Hauser

51

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

機器

設定

インターフェース
CDI-RJ45

機器

機器には RJ45 インターフェースがあります。

Web サーバー

Web サーバーを有効にする必要があります。初期設定：オン。Web サーバーの有効化に関す

IP アドレス機器の IP アドレスが不明な場合：

る情報 → • 次の現場操作により、IP アドレスを読み取ることができます：Diagnostics（診断）→
Device information（機器情報）→ IP address（IP アドレス）• 初期設定の IP アドレス 192.168.1.212 を使用して Web サーバーとの通信を確立できます。
DHCP 機能は工場出荷時に機器で有効になっています。つまり、機器は IP アドレスがネッ
トワークによって割り当てられることを期待します。次の操作により、この機能を無効化
して、機器を初期設定の IP アドレス 192.168.1.212 に設定できます：DIP スイッチ番号 4
を OFF → ON に設定します。
初期設定の IP アドレスの設定 →  を参照してください。

5.6.2

サービスインターフェース（CDI-RJ45）によるアナライザの接続

機器の準備

1. 端子部カバーの固定クランプを緩めます。
2. 端子部カバーを外します。
3. 表示モジュールを取り外してコントローラハウジングの横に置き、RJ45 コネクタの透明のシールドカバーを開きます。

4. 標準の Ethernet 接続ケーブルを使用してコンピュータを RJ45 コネクタに接続します。

A0027563

図 52. CDI-RJ45 による接続
12
3

機器の内蔵 Web サーバーにアクセス可能なウェブブラウザ搭載のコンピュータ：
標準 Ethernet 接続ケーブル、RJ45 コネクタ付き
内蔵の Web サーバーにアクセス可能な機器のサービスインターフェース（CDI-RJ45）

コンピュータのインターネットプロトコルの設定

機器は、初期設定でダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル（DHCP）を使用します。機器の IP ア
ドレスはオートメーションシステム（DHCP サーバー）により機器に自動的に割り当てられます。

IP アドレスは、さまざまな方法で機器に割り当てることが可能です。
• ダイナミック ホストコンフィギュレーションプロトコル（DHCP）、初期設定：IP アドレスはオートメーショ
ンシステム（DHCP サーバー）により機器に自動的に割り当てられます。
• DIP スイッチを使用して IP アドレスを設定します → 。
• ソフトウェアのアドレス指定：IP address（IP アドレス）パラメータ →  を使用して、IP アドレスを入力します。
• 初期設定の IP アドレスの DIP スイッチ：サービスインターフェース（CDI-RJ45） →  を介したネットワーク
接続の確立用：固定 IP アドレス（192.168.1.212）が使用されます。

52

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

以下は、機器の Ethernet 初期設定です。

1. 機器の電源をオンにします。
2. ケーブル →  を使用してコンピュータを接続します。
3. 2 つ目のネットワークカードを使用しない場合は、ノートパソコンのすべてのアプリケーションを閉じます。

 E メール、SAP アプリケーション、Internet Explorer、Windows Explorer などのアプリケーションにはイン
ターネットまたはネットワーク接続が必要となります。
4. 開いているインターネットブラウザをすべて閉じます。
5. 下表の記載に従って、インターネットプロトコル（TCP/IP）のプロパティを設定します。
• 1 つのサービスインターフェース（CDI-RJ45 サービスインターフェース）のみを有効にします。
• 同時通信が必要な場合：別の IP アドレス範囲（例：192.168.0.1 と 192.168.1.212（CDI-RJ45 サービスイン
ターフェース））を設定します。
機器の IP アドレス：192.168.1.212（初期設定）

IP アドレス

192.168.1.XXX、XXX は 0、212、255 以外のすべての数字 → 例：192.168.1.213

サブネットマスク255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ

192.168.1.212 または空欄

 サービスインターフェース（CDI-RJ45）による機器への同時アクセスは行わないでください。これによりネットワークの競合が発生する可能性があります。

5.6.3

ウェブブラウザの起動

1. コンピュータのウェブブラウザを起動します。
2. Web サーバーの IP アドレスをウェブブラウザのアドレス行に入力します。192.168.1.212

 ログイン画面が表示されます。
1

2 3

4

5

6

7
8
9
10
1
2
3
4
5

機器の図
機器名称
デバイスタグステータス信号
現在の測定値

図 53. ログイン画面
6
7
8
9
10

A0029417

操作言語
ユーザーの役割
アクセスコード
Login（ログイン）
Reset access code（アクセスコードのリセット）→ 

ログイン画面が表示されない場合、または、画面が不完全な場合 → Endress+Hauser

53

取扱説明書5.6.4

J22 TDLAS ガスアナライザ

ログイン

1. 希望するウェブブラウザの操作言語を選択します。
2. ユーザー固有のアクセスコードを入力します。
0000（初期設定）、ユーザーが変更可能

アクセスコード

3. OK を押して、入力内容を確定します。

10 分間何も操作しなかった場合、ウェブブラウザは自動的にログイン画面に戻ります。

5.6.5 ユーザーインターフェース

2
3

1
A0029418-SSI

図 54. ウェブブラウザのユーザーインターフェース
1
2
3

機能列
操作言語
ナビゲーションエリア

ヘッダー
以下の情報がヘッダーに表示されます。
• デバイスのタグ• 機器ステータスとステータス信号 → • 現在の測定値

機能列
機能

意味

測定値

機器の測定値を表示

メニュー

機器から操作メニューへのアクセス
操作メニューの構造は現場表示器と同じです。

機器ステータス

現在未処理の診断メッセージを優先度の高い順序で表示

データ管理• PC と機器間のデータ交換：• 機器から設定の読み込み（XML 形式、設定の保存）• 機器への設定の保存（XML 形式、設定の復元）• イベントリストのエクスポート（.csv ファイル）• パラメータ設定のエクスポート（.csv ファイル、測定点設定のドキュメント作成）• Heartbeat 検証ログのエクスポート（PDF ファイル、「Heartbeat 検証」アプリケーション
パッケージの場合のみ使用可能）• SD カードのログファイルのエクスポート（.csv ファイル）• ファームウェアバージョンの更新

ネットワーク設定

ログアウト

54

機器との接続確立に必要なすべてのパラメータの設定および確認• ネットワーク設定（例：IP アドレス、MAC アドレス）• 機器情報（例：シリアル番号、ファームウェアバージョン）
操作の終了とログイン画面の呼び出し

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

ナビゲーションエリア
機能バーで 1 つの機能を選択した場合、ナビゲーションエリアに機能のサブメニューが表示されます。ユーザーは、
メニュー構成内をナビゲートすることができます。

作業エリア

選択した機能と関連するサブメニューに応じて、このエリアでさまざまな処理を行うことができます。
• パラメータ設定• 測定値の読み取り• ヘルプテキストの呼び出し• アップロード/ ダウンロードの開始

5.6.6

Web サーバーの無効化

必要に応じて web server functionality（Web サーバー機能）パラメータを使用して、機器の Web サーバーのオン/
オフを切り替えることができます。
ナビゲーション

Expert（エキスパート）メニュー → Communication（通信）→ Web server（Web サーバー）

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

選択項目

初期設定

Web server functionality

Web サーバーのオン/オフを• Off（オフ）• On（オン）

On（オン）（Web サーバー機能）

切り替えます。

web server functionality（Web サーバー機能）パラメータの機能範囲
選択項目

説明

Off（オフ）• Web サーバーは完全に無効になります。
• ポート 80 はロックされます。

On（オン）••••Web サーバーのすべての機能が使用できます。
JavaScript が使用されます。
パスワードは暗号化された状態で伝送されます。
パスワードの変更も暗号化された状態で伝送されます。

Web サーバーの有効化
Web サーバーが無効な場合、これを再び有効にするには、現場表示器から web server functionality（Web サーバー機能）パラメータを使用する必要があります。

5.6.7

ログアウト

ログアウトする前に、データ管理機能を使用してデータバックアップを実行してください。
1. 機能列で ログアウト入力項目を選択します。

 ホームページにログインボックスが表示されます。

2. ウェブブラウザを閉じます。
3. インターネットプロトコル（TCP/IP）の変更したプロパティが不要になった場合はリセットします。Modbus

RS485 または Modbus TCP に関する情報 →  を参照してください。

初期設定の IP アドレス 192.168.1.212 を使用して Web サーバーとの通信を確立した場合は、DIP スイッチ番
号 10 をリセットする必要があります（ON → OFF）。その後、機器の IP アドレスは再度、ネットワーク通信用に有効になります。

Endress+Hauser

55

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

5.7

Modbus によるリモート操作

5.7.1

Modbus RS485 プロトコルによるアナライザの接続

この通信インターフェースは、Modbus RTU over RS485 で使用できます。

A0029437

図 55. Modbus RTU over RS485 プロトコルによる接続
1
2
3

5.7.2

機器の Web サーバーに一時的にアクセス可能なウェブブラウザ（例：Internet Explorer）搭載のコンピュータ（設定および診断用）
オートメーション/制御システム（例：PLC）
J22 TDLAS ガスアナライザ

Modbus TCP プロトコルによるアナライザの接続

この通信インターフェースは、スター型トポロジーの Modbus TCP/IP ネットワークで使用できます。

A0032078

図 56. Modbus TCP プロトコルによる接続
1
2
3
4
5

56

オートメーション/制御システム（例：PLC）
測定操作用ワークステーション
機器の内蔵 Web サーバーにアクセス可能なウェブブラウザ（例：Chrome）搭載のコンピュータ
Ethernet スイッチ
J22 TDLAS ガスアナライザ

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

6.

Modbus 通信

6.1

DD（デバイス記述）ファイルの概要

現在の機器バージョンデータ
ファームウェアのバージョン

01.04• 取扱説明書の表紙に明記• Diagnostics（診断）→ Device information（機器情報）→ Firmware version(ファームウェアバージョン）

ファームウェアのバージョンのリリース日付

11.2022---

6.2

Modbus RS485 または Modbus TCP の機能コード

機能コードを使用して、Modbus プロトコルから実行する読み込み動作または書き込み動作を指定します。本機器は以下の機能コードに対応しています。
コード

名称

説明

アプリケーション03

保持レジスタの読み出し

クライアントが機器から 1 つまたは複数の Modbus レジ
スタを読み出します。

読み込みおよび書き込み
アクセス権を伴う機器パラメータの読み込み

1 電文で最大 125 の連続レジスタの読み出しが可能：
1 レジスタ = 2 バイト。

機器では機能コード 03 と 04 を区別することはできません。そのため、これらのコードは同じ結果になります。
04

入力レジスタの読み出し

クライアントが機器から 1 つまたは複数の Modbus レジ
スタを読み出します。
1 電文で最大 125 の連続レジスタの読み出しが可能：
1 レジスタ = 2 バイト

読み込みアクセスによる機器パラメータの読
み込み

1 つの機器パラメータのみに書き込み機器では機能コード 03 と 04 を区別することはできません。そのため、これらのコードは同じ結果になります。
06

シングルレジスタへの書
き込み

クライアントが機器の 1 つの Modbus レジスタに新しい値を書き込みます。1 電文だけで連続したレジスタに書き込むためには、機能コード 16 を使用します。

08

診断

クライアントが機器との通信接続をチェックします。
以下の「診断コード」がサポートされています。

••
16

連続したレジスタへの書
き込み

サブファンクション 00 = クエリーデータ返信（ループバックテスト）
サブファンクション 02 = 診断レジスタ返信

クライアントが機器の複数の Modbus レジスタに新しい値を書き込みます。
1 電文で最大 120 の連続レジスタの書き込みが可能

連続した機器レジスタへの書き込み

クライアントが 1 電文で最大 118 個の Modbus レジスタの読み込みと書き込みを同時に実行します。

複数の機器パラメータの書き込みと読み込み必要な機器パラメータがグループ化されていない場合に
1 電文で処理する必要がある場合は、Modbus データマッ
プ →  を使用します。
23

連続したレジスタへの書
き込みと読み込み

読み込みアクセスの前に書き込みアクセスが実行されます。

信号送信メッセージは、機能コード 06、16、23 の場合にのみ使用できます。
Endress+Hauser

57

取扱説明書6.3

J22 TDLAS ガスアナライザ

応答時間

Modbus クライアントの要求電文に対する機器の応答時間は、通常 3～5 ms です。

6.4

Modbus データマップ

Modbus データマップの機能
本機器には Modbus データマップ（最大 16 の機器パラメータに対応）という特別な記憶領域があるため、Modbus
RS485 または Modbus TCP を介して個別の機器パラメータや連続する機器パラメータのグループだけでなく、複数の機器パラメータを呼び出すことができます。Modbus TCP/IP クライアントおよびサーバーはポート 502 を使用
して Modbus データを受信します。
機器パラメータのグループ化はフレキシブルで、Modbus クライアントは 1 つの要求電文でデータブロック全体に対して同時に読み込み/書き込みを行うことができます。

Modbus データマップの構成
Modbus データマップは 2 つのデータセットから成ります。
• スキャンリスト：設定領域。Modbus RS485 または Modbus TCP レジスタアドレスをリストに入力することにより、グループ化する機器パラメータをリスト内で設定します。
• データエリア。スキャンリストに入力したレジスタアドレスを機器が周期的に読み出し、データエリアに関連する機器データ（値）を書き込みます。

6.4.1

スキャンリストの設定

設定を行うには、グループ化する機器パラメータの Modbus RS485 または Modbus TCP レジスタアドレスをスキャ
ンリストに入力する必要があります。スキャンリストの以下の基本要件に注意してください。
最大入力項目

16 ×機器パラメータ

対応する機器パラメータ

以下の特性を有するパラメータにのみ対応しています。
• アクセスタイプ：読み込みまたは書き込みアクセス• データ型：浮動小数点または整数

Modbus RS485 または Modbus TCP によるスキャンリストの設定
レジスタアドレス 5001～5016 を使用して実行
スキャンリスト
番号

Modbus RS485 または Modbus TCP レジスタ

データ型

設定レジスタ0

スキャンリストレジスタ 0

整数

スキャンリストレジスタ 0

...

...

整数

15

スキャンリストレジスタ 15

整数

58

スキャンリストレジスタ 15

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

6.4.2

取扱説明書

Modbus RS485 または Modbus TCP によるデータの読み出し

Modbus クライアントは、スキャンリストで設定した機器パラメータの現在値を読み出すために Modbus データ
マップのデータエリアにアクセスできます。
データエリアへのクライアント

レジスタアドレス 5051～5081

アクセス

データエリア機器パラメータ値

Modbus RS485 またはModbus TCP レジスタ

データ型

スキャンリストレジスタ 0 の値

5051

整数/浮動小数

読み込み/書き込み

スキャンリストレジスタ 1 の値

5053

整数/浮動小数

読み込み/書き込み

スキャンリストレジスタ . . . の値

...

...

...

スキャンリストレジスタ 15 の値

5081

整数/浮動小数

読み込み/書き込み

6.5

1

アクセス

2

Modbus レジスタ

パラメータ

レジスタ

データ型

アクセス

範囲

濃度

9455～9456

浮動小数

読み込み

符号付き浮動小数点数

露点 121458～21459

浮動小数

読み込み

符号付き浮動小数点数

露点 221800～21801

浮動小数

読み込み

符号付き浮動小数点数

測定セル ガス温度

21854～21855

浮動小数

読み込み

符号付き浮動小数点数

測定セル ガス圧力

25216～25217

浮動小数

読み込み

符号付き浮動小数点数

Diagnostic service ID

2732

整数

読み込み

0～65535

Diagnostic number

6801

整数

読み込み

0～65535

Diagnostic Status signal

2075

整数

読み込み

0：OK
1：故障（F）

2：機能チェック（C）
8：仕様範囲外（S）

4：メンテナンスが必要（M）
16：--32：未分類

1
2

Diagnostic string

6821～6830

String

読み込み

診断番号、サービス ID、ステータス信号

ライン圧9483～9484

浮動小数読み込み/書き込み0～500 bar、Pipeline pressure mode (パイプラ
イン圧力モード）= External value（外部の値）の場合に、この値に書き込みを行います

検証開始

30015

整数

読み込み/書き込み

0：キャンセル、1：開始

データ型は、スキャンリストに入力した機器パラメータに応じて異なります。

データアクセスは、スキャンリストに入力した機器パラメータに応じて異なります。入力した機器パラメータが読み込み/書き込みアクセスに対応している場合は、データエリアからパラメータにアクセスできます。

Endress+Hauser

59

取扱説明書

7.

設定

7.1

言語

7.2

機器の設定

J22 TDLAS ガスアナライザ

初期設定：English（英語）

ガイドウィザード付きの Setup（設定）メニューには、通常運転に必要なパラメータがすべて含まれています。
Setup（設定）メニューへのナビゲーション

A0029700-EN

図 57. 現場表示器の例

機器バージョンに応じて、一部の機器には使用できないサブメニューやパラメータがあります。選択はオー
ダーコードに応じて異なります。
Setup

60

Device tag→ Analyte type→ 

Select calibration→ 

System units→ 

Dew point→ 

Peak tracking→ Communication→ 

I/O configuration→ 

Current output 1 to n→ 

Current input 1 to n

→ 

Switch output 1 to n

→ 

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

Setup

7.3

Relay output 1 to n

→ Display→ 

Advanced setup→ 

タグ番号の設定

システム内で迅速に測定点を識別するため、Device tag（デバイスのタグ）パラメータを使用して一意的な名称を入力し、それによって初期設定を変更できます。

A0029422

1

タグ番号

ナビゲーション

図 58. タグ番号を含む操作画面表示のヘッダー

Setup（設定）メニュー → Device tag（デバイスのタグ）

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ
Device tag

7.4

説明

測定点の名称を入力

ユーザー入力初期設定

最大 32 文字（数字、特殊文字（例：@、%、/）など）

H2O アナライザ

被分析物タイプの設定

アナライザで測定する被分析物タイプを設定します。
ナビゲーション

Setup（設定）メニュー → Analyte type（被分析物タイプ）

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

ユーザー入力初期設定

Analyte type

アナライザで測定する被分析物

—

H2O

7.5

測定用校正の選択

機器の測定用の校正を選択します。
ナビゲーション

Setup（設定）メニュー → Select calibration（校正の選択）

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

Select calibration

説明

測定用校正を選択します（ユーザー定義）。多くの場合、校正は以下のとおりです。
1）お客様がご注文時に設定したプロセスガス流
2）メタンバックグラウンドガス

ユーザー入力

•
•
•
•

1
2
3
4

初期設定

1

3）窒素バックグラウンドガス

4）未使用

Endress+Hauser

61

取扱説明書7.6

J22 TDLAS ガスアナライザ

システム単位の設定

System units（システムの単位）サブメニューで、すべての測定値の単位を設定できます。
機器バージョンに応じて、一部の機器には使用できないサブメニューやパラメータがあります。選択はオー
ダーコードに応じて異なります。
ナビゲーション

Setup（設定）メニュー → System units（システムの単位）▸ System units

Concentration unit

→ 

Temperature unit

→ 

Pressure unit

→ 

Length unit

→ 

Date/time format→ パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

ユーザー入力単位の選択リスト

•
•
•
•
•
•
•

Temperature unit

温度差の単位を選択します。選択した単位は測定セルガス温度の標準偏差に適用されます。

単位の選択リスト

Pressure unit

プロセス圧力の単位を選択します。選択した単位は測定セルガス圧力に適用されます。

単位の選択リスト

認定固有の項目：• °C• °F

Length unit

長さの表示単位を設定します。選択した単位はセル長に適用されます。

単位の選択リスト

Concentration unit

Date/time format

7.7濃度の表示単位を設定します。選択した単位は濃度に適用されます。

日時フォーマットの表示単位を設定します。

単位の選択リスト

ユーザー選択項目

ppmv
ppbv
% vol
lb/MMscf
mg/sm3
mg/Nm3user concentration units（ユーザー濃度単位）

認定固有の項目：• mbar a• psi aMeter

• dd.mm.yy hh:mm• mm/dd/yy hh:mm am/pm

露点の設定

Dew point（露点）サブメニューでは、水分の露点計算に必要なパラメータを設定します。
ナビゲーション

▸ Dew point

62

Setup（設定）メニュー → Dew point（露点）Dew point method 1→ 

Dew point method 2→ Conversion type

→ 

Pipeline pressure mode

→ 

Pipeline pressure fixed→ 

Pipeline pressure→ 

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

必須条件

説明

ユーザー入力Dew point
method 1—

露点温度の計算方法を設定します。

•
•
•
•
•

Off（オフ）
1
ASTM
2
ASTM
3
ISO
AB

ASTM2

Dew point
method 2—

露点温度の計算方法を設定します。

•
•
•
•
•

Off（オフ）
1
ASTM
2
ASTM
3
ISO
AB

Off（オフ）Conversion
type

上記の計算方法を選択して露点計算が有効な場合に使用します。

露点温度の計算に使用する変換タイプ • Ideal（理想）を設定します。
• 実数

Pipelinepressuremode

上記の計算方法を選択して露点計算が有効な場合に使用します。

露点計算用にパイプライン圧力を入力 • Current input 1 to n Fixed valueする方法を設定します。
（電流入力 1～n） （固定値）• Fixed value（固定値）• External value（外部の値）

Pipelinepressure
fixed

Pipeline pressure mode（パイプ 露点温度計算時の固定圧力を設定しま 浮動小数点数
ライン圧力モード）で Fixed
す。
value（固定値）を選択した場合に使用します。

• 50000 mbara
• 725 psi a

Pipelinepressure

Pipeline pressure mode（パイプ Pipeline pressure mode（パイプライン なし、読み取り専用
ライン圧力モード）で Current 圧力モード）の設定に基づいて露点計
input（電流入力）または算で使用するパイプライン圧力値。電External value（外部の値）を選 流入力は、選択した I/O スロット 1 ～nの値になります。外部の値は Modbus
択した場合に使用します。
フィールドバスから設定されます。詳細については、Modbus レジスタ → 
を参照してください。

なし、読み取り
専用

7.8

初期設定

Ideal（理想）ピーク追跡の設定

Peak tracking（ピーク追跡）サブメニューでは、常にレーザースキャンを吸収ピークに集中させるソフトウェア
ユーティリティを制御します。一部の状況においては、ピーク追跡機能が失われ、不適切なピークに固定される場
合があります。システムアラームが表示された場合は、ピーク追跡機能をリセットする必要があります。
ナビゲーション

Setup（設定）メニュー → Peak tracking（ピーク追跡）▸ Peak tracking

1
2
3

Peak track analyzer control→ 

Peak track reset→ 

Peak track average number→ 

ASTM D1142 演算式 1
ASTM D1142 演算式 2
ISO 18453 天然ガス

Endress+Hauser

63

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

必須条件

説明

ユーザー入力

初期設定

Peak track reset

上記のピーク追跡機能を設定している場合に使用します。

ピーク追跡をリセットします。

• Off（オフ）• Reset（リセット）

Off（オフ）Peak track average
number

上記のピーク追跡機能を設定している場合に使用します。

ピーク追跡の調整を行うまでの測定回数を設定し
ます。

正の整数

10

Peak track
analyzer control

7.9—

ピーク追跡機能をオフ/オンに設定します。

• Off（オフ）• On（オン）

Off（オフ）

通信インターフェースの設定

Communication（通信）サブメニューでは、通信インターフェースの選択および設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。
ナビゲーション

Setup（設定）メニュー → Communication（通信）Bus address▸ Communication

1

→ 

1

Baudrate→ 
1Data trans. Mode→ 

1ParityByte order

→ 
2

→ 

Prio. IP address

3

→ 
3

→ 

3

→ 

Inactivity timeout
Max connections
2

Failure mode

→ 

パラメータ概要（簡単な説明付き）

1
2
3

パラメータ

必須条件

説明

ユーザー入力

初期設定

Bus address

Modbus RS485 のみ

機器アドレスの入力

1～247

247

Baudrate

Modbus RS485 機器

データ転送速度を設定します。

•
•
•
•
•
•
•
•

Data trans.
mode

Modbus RS485 機器

データ転送モードを選択します。

• ASCII• RTU

1200 BAUD
2400 BAUD
4800 BAUD
9600 BAUD
19200 BAUD
38400 BAUD
57600 BAUD
115200 BAUD

19200 BAUD

RTU

Modbus RS485 only

Both Modbus RS485 and TCP
Modbus TCP only

64

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

パラメータ

必須条件

説明

ユーザー入力

初期設定

ParityModbus RS485 機器

パリティビットを選択します。

ASCII 選択リストの選択項目：• 0 = 偶数
• 1 = 奇数
RTU 選択リストの選択項目：• 0 = 偶数
• 1 = 奇数
• 2 = なし/1
ストップビット• 3 = なし/2
ストップビット

偶数

Byte order

Modbus RS485 とModbus TCP の両方

バイト伝送順序を選択します。

•
•
•
•

0-1-2-3
3-2-1-0
1-0-3-2
2-3-0-1

1-0-3-2

Prio. IPaddress

Modbus TCP 機器

優先プールによって承認される接続の IP ア
ドレス

IP アドレス

0.0.0.0

Inactivity
timeout

Modbus TCP 機器

非アクティブにより接続が切れるまでの時間。ゼロに設定すると、タイムアウトなしになります。

0～99 秒

0秒

Max
connections

Modbus TCP 機器

同時接続の最大数。優先プールの接続が優先され、この接続は拒否されることがない
ため、最も古い接続が遮断されます。

1～4

4

Failure mode

Modbus RS485 とModbus TCP の両方

Modbus 通信を介して診断メッセージが発生した場合の測定値出力を選択します。
非数値（NaN）

—

—

7.10

電流入力の設定

電流入力ウィザードを使用すると、電流入力の設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。
ナビゲーション

Setup（設定）メニュー → Current input（電流入力）▸ Current input 1 to n

Endress+Hauser

Current span

→ 

Terminal number→ 

Signal mode→ 

0/4 mA value→ 

20 mA value→ 

Failure mode→ 

Failure current

→ 

65

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

必須条件

説明

ユーザー入力Current span—

プロセス値出力の電流範囲とアラーム信号の上限/下限
レベルを選択します。

•
•
•
•

Terminal
number—

電流入力モジュールで使用される端子番号を示します。

• 未使用• 24-25（I/O 2）• 22-23（I/O 3）—

Signal mode

本機器は保護タイプ Ex-iの危険場所で使用するための認定を取得していません。

電流入力の信号モードを選択します。

• Passive（パッシブ）• Active（アクティブ）

Passive（パッシブ）

0/4 mAvalue—

4 mA の値を入力します。

符号付き浮動小数点数

認定固有の項目：• mbar a• psi a20 mA value—

20 mA の値を入力します。

符号付き浮動小数点数

認定固有の項目：• mbar a• psi aFailure mode—

アラーム状態での入力動作を設定します。

• Alarm（アラーム）• Last valid value（最後の有効値）• Defined value（設定値）

Alarm（アラーム）

Failurecurrent

Failure mode（フェールセーフモード）パラメー

外部機器の入力値が不明な場合に機器で使用する値を入力します。

符号付き浮動小数点数

0

7.11

タで、Defined value（設定値）が選択されていること。

4...20 mA
4...20 mA NE
4...20 mA US
0...20 mA

初期設定
認定固有の項目：• 4...20 mA NE• 4...20 mA US

電流出力の設定

電流出力ウィザードを使用すると、電流出力の設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。
ナビゲーション

Setup（設定）メニュー → Current output（電流出力）▸ Current output 1 to n

66

Pro.var. outp

→ 

Terminal number→ 

Current range output→ 

Signal mode

→ 

Lower range value output→ Upper range value output→ 

Damping current→ 

Fixed current→ 

Fail.behav.out→ 

Failure current→ 

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ
パラメータ概要（簡単な説明付き）

取扱説明書

パラメータ

必須条件

説明

Terminal
number—Current range
output—電流出力モジュールで使用さ • 未使用
れる端子番号を示します。
• 24-25（I/O 2）• 22-23（I/O 3）

Signal mode—

Lower range
value output

Current span（電流スパン） 4 mA の値を入力します。

符号付き浮動小数点数

Upper range
value output

Current span（電流スパン） 20 mA の値を入力します。

符号付き浮動小数点数

Pro.var. outp

Damping
current

Fixed current

Fail.behav.out—

ユーザー入力電流出力に割り当てるプロセ •ス変数を選択します。
••••

プロセス値出力の電流範囲と •アラーム信号の上限/下限レベ •ルを選択します。
•••

Off（オフ）Concentration（濃度）1Dew point 1（露点 1）
1
Dew point 2（露点 2）
Cell gas temperature（セルガス温度）

4...20 mA NE
4...20 mA US
4...20 mA
0...20 mA
Fixed value（固定値）

電流出力の信号モードを選択 • Passive（パッシブ）
します。
• Active（アクティブ）

パラメータで、以下の選択
項目のいずれかが選択されていること。
• 4...20 mA NE• 4...20 mA US• 4...20 mA• 0...20 mA
パラメータで、以下の選択
項目のいずれかが選択されていること。
• 4...20 mA NE• 4...20 mA US• 4...20 mA• 0...20 mA

Concentration（濃度）—
認定固有の項目：• 4...20 mA NE• 4...20 mA US
Passive（パッシブ）
0 ppmv

校正範囲に応じて異なります。

Current span（電流スパン） 測定値の変動に対する出力信 0.0～999.9 秒

0秒

Current span（電流スパン）

22.5 mA

パラメータで、以下の選択 号の応答時間を設定します。
項目のいずれかが選択されていること。
• 4...20 mA NE• 4...20 mA US• 4...20 mA• 0...20 mA
パラメータで、Fixed current（固定電流値）が選択されていること。

0～22.5 mA

Current span（電流スパン） アラーム状態での出力動作を • Min.（最小）パラメータで、以下の選択 設定します。
項目のいずれかが選択されていること。
• 4...20 mA NE• 4...20 mA US• 4...20 mA• 0...20 mA• Max.（最大）• Last valid value（最後の有効値）• Actual value（実際の値）• Fixed value（固定値）

Failure current Failure mode（フェールセー アラーム状態における電流出 0～22.5 mAフモード） パラメータで、 力値を入力します。
Defined value（設定値）が選択されていること。

1

初期設定

Max.（最大）22.5 mA

選択項目は、他のパラメータ設定に応じて異なります。

Endress+Hauser

67

取扱説明書7.12

J22 TDLAS ガスアナライザ

スイッチ出力の設定

スイッチ出力ウィザードを使用すると、選択した出力タイプの設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。
ナビゲーション
Setup（設定）メニュー → switch output（スイッチ出力）▸ Switch output 1 to n

Operating mode→ 

Terminal number→ 

Signal mode→ 

Switch output function→ 

Assign diagnostic behavior→ 

Assign limit→ 

Assign status→ 

Switch-on value→ 

Switch-off value→ 

Switch-on delay→ 

Switch-off delay→ 

Invert output signal→ 

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ
必須条件
Operating mode —初期設定
Switch（スイッチ）

Terminal
number—Signal mode

Switch output
function

Assigndiagnostic
behavior
Assign limit

Assign status

1

説明
ユーザー入力出力をスイッチ出力とし Switch（スイッチ）て設定します。
—
スイッチ出力モジュール • 未使用
で使用される端子番号を • 24-25（I/O 2）
示します。
• 22-23（I/O 3）—
スイッチ出力の信号モー • Passive（パッシブ）
ドを選択します。
• Active（アクティブ）• Passive NE（パッシブ NE）—
スイッチ出力の機能を選 • Off（オフ）択します。
• On（オン）• Diagnostic behavior（診断時の動作）• Limit（リミット）• Status（ステータス）
Switch output function（スイッ スイッチ出力の診断動作 • Alarm（アラーム）
チ出力機能）パラメータで、 を選択します。
• Alarm or warning
Diagnostic behavior（診断時の（アラーム + 警告）動作）が選択されていること。
• Warning（警告）Switch output function（スイッ リミット機能用のプロセ • Off（オフ）チ出力機能）パラメータで、 ス変数を選択します。 • Concentration（濃度）1
Limit（リミット）が選択され• Dew point 1（露点 1）
1ていること。
• Dew point 2（露点 2）
Switch output function（スイッ スイッチ出力の機器ス • Off（オフ）チ出力機能） パラメータで、 テータスを選択します。 • Validation control
Status（ステータス）が選択さ（検証制御）
れていること。

Passive（パッシブ）

Diagnostic behavior（診断時の動作）

Alarm（アラーム）

Off（オフ）Off（オフ）選択項目は、他のパラメータ設定に応じて異なります。

68

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

パラメータ
必須条件
説明
ユーザー入力Switch-on value Switch output function（スイッ スイッチオンポイントの 符号付き浮動小数点数
チ出力機能）パラメータで、 測定値を入力します。
Limit（リミット）が選択されていること。
Switch-off value Switch output function（スイッ スイッチオフポイントの 符号付き浮動小数点数
チ出力機能） パラメータで、 測定値を入力します。
Limit（リミット）が選択されていること。
Switch-on delay Switch output function（スイッ ステータス出力のスイッ 0.0～100.0 s
チ出力機能） パラメータで、 チオンの遅延を設定しま
Limit（リミット）が選択され す。
ていること。
Switch-off delay Switch output function（スイッ ステータス出力のスイッ 0.0～100.0 s
チ出力機能） パラメータで、 チオフの遅延を設定しま
Limit（リミット）が選択され す。
ていること。
Invert output—
出力信号を反転します。 • No（なし）signal• Yes（あり）

7.13

初期設定
0 ppmv

0 ppmv

0.0 s

0.0 s

No（なし）

リレー出力の設定

リレー出力ウィザードを使用すると、リレー出力の設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。
ナビゲーション

Setup（設定）メニュー → Relay output 1 to n（リレー出力 1～n）

▸ Relay output 1 to n

パラメータ概要（簡単な説明付き）

Relay output function→ 

Terminal number→ 

Assign limit→ 

Assign diagnostic behavior→ 

Assign status→ 

Switch-off value→ 

Switch-on value→ 

Switch-off delay→ 

Switch-on delay→ 

Failure mode

→ 

パラメータ

必須条件

説明

Terminal
number—Assign limit

リレー出力モジュールで• 未使用使用される端子番号を示します。 • 24-25（I/O 2）• 22-23（I/O 3）

Relay output function（リレー出 リミット機能用のプロセス変数を • Off（オフ）力機能）パラメータで、Limit 選択します。
• Concentration（濃度）Relay output
function—

初期設定

リレー出力の機能を選択します。 • Closed（クローズ）• Open（オープン）• Diagnostic behavior（診断時の動作）• Limit（リミット）• Status（ステータス）（リミット）が選択されていること。

1

ユーザー入力Diagnostic behavior（診断時の動作）—
Off（オフ）1• Dew point 1（露点 1）
1• Dew point 2（露点 2）

選択項目は、他のパラメータ設定に応じて異なります。

Endress+Hauser

69

取扱説明書パラメータ
Assigndiagnostic
behavior

J22 TDLAS ガスアナライザ
必須条件

説明

ユーザー入力

Relay output function（リレー出 スイッチ出力の診断動作を選択し • Alarm（アラーム）力機能）パラメータで、ます。
• Alarm or warning
Diagnostic behavior（診断時の動作）が選択されていること。

（アラーム + 警告）• Warning（警告）Assign status Relay output function（リレー出 スイッチ出力の機器ステータスを • Off（オフ）力機能）パラメータで、Digital 選択します。
• Validation control
Output（デジタル出力）が選択（検証制御）
されていること。

初期設定

Alarm（アラーム）

Off（オフ）Switch-off
value

Relay output function（リレー出 スイッチオフポイントの測定値を 符号付き浮動小数点数力機能）パラメータで、Limit 入力します。

0 ppmv

Switch-on
value

Relay output function（リレー出 スイッチオンポイントの測定値を 符号付き浮動小数点数力機能）パラメータで、Limit 入力します。

0 ppmv

Relay output function（リレー出 ステータス出力のスイッチオフの 0.0～100.0 s
力機能）パラメータで、Limit 遅延を設定します。

0.0 s

Relay output function（リレー出 ステータス出力のスイッチオンの 0.0～100.0 s
力機能）パラメータで、Limit 遅延を設定します。

0.0 s

Switch-off
delay
Switch-on
delay（リミット）が選択されていること。
（リミット）が選択されていること。
（リミット）が選択されていること。
（リミット）が選択されていること。

Failure mode —7.14

アラーム状態での出力動作を設定 • 現在のステータス
します。
• Open（オープン）• Closed（クローズ）

Open（オープン）

現場表示器の設定

表示ウィザードを使用すると、現場表示器の設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。
ナビゲーション▸ Display70

Setup（設定）メニュー → Display（表示）Format display→Value 1 display→

0% bargraph value 1→100% bargraph value 1→Value 2 display→Value 3 display→

0% bargraph value 3→

100% bargraph value 3→Value 4 display→Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

必須条件

説明

ユーザー入力

初期設定

Format display

現場表示器があること。

測定値のディスプレイへの表示方法を選択します。

• 1 value, max. size（1 つの値、最大サイズ）• 1 bargraph + 1• value（1 つの値 +バーグラフ）• 2 values（２つの値）• 1 value large + 2• values（1 つの値（サイズ大）+ 2 つの値）
• 4 values（4 つの値）

1 value, max. size
（1 つの値、
最大サイズ）

Value 1 display

現場表示器があること。

ディスプレイに表示する測定値を選択します。

••••

Concentration（濃度）Dewpoint 1（露点 1）
Dewpoint 2（露点 2）
Cell gas pressure（セルガス圧力）• Cell gas temperature（セルガス温度）

Concentration（濃度）

0% bargraphvalue 1

現場表示器があること。

バーグラフに表示する 0%の値を入力します。

符号付き浮動小数点数

0 ppmv

100% bargraphvalue 1

現場表示器があること。

バーグラフに表示する100% の値を入力します。

符号付き浮動小数点数

校正範囲に応じて異なります。

Value 2 display

現場表示器があること。

現場表示器に表示する測定値を選択します。

•
•
•
•
•

なし
Concentration（濃度）Dewpoint 1（露点 1）
Dewpoint 2（露点 2）
Cell gas pressure（セルガス圧力）• Cell gas temperature（セルガス温度）

Dewpoint 1（露点 1）

Value 3 display

現場表示器があること。

現場表示器に表示する測定値を選択します。

選択リストについては、
Value 2 display（2 の値表
示）パラメータを参照してください。

Cell gas pressure（セルガス圧力）0% bargraphvalue 3

Value 3 display（3 の値表示） パラメータで、項目

バーグラフに表示する 0%の値を入力します。

符号付き浮動小数点数

700 mbar a

100% bargraphvalue 3

Value 3 display（3 の値表示） パラメータで、項目

バーグラフに表示する100% の値を入力します。

符号付き浮動小数点数

1700 mbar a

Value 4 display

現場表示器があること。

現場表示器に表示する測定値を選択します。

選択リストについては、
Value 2 display（2 の値表
示）パラメータを参照してください。

Cell gas
temperature（セルガス温度）

Endress+Hauserが選択されていること。

が選択されていること。

71

取扱説明書7.15

J22 TDLAS ガスアナライザ

高度な設定

Advanced setup（高度な設定）サブメニューとそのサブメニューには、特定の設定に必要なパラメータが含まれます。
Advanced setup（高度な設定）サブメニューへのナビゲーション

A0029564-EN-SSI

図 59. Advanced setup（高度な設定）メニューへのナビゲーション

サブメニューの数は機器バージョンに応じて異なります。一部のサブメニューは取扱説明書に記載されていません。これらのサブメニューおよびそれに含まれるパラメータについては、機器の個別説明書に説明が記載されています。

ナビゲーション

Setup（設定）メニュー → Advanced setup（高度な設定）

Advanced setup

72

Enter access code

▸ Stream→ ▸ Sensor Adjustment→ ▸ Stream change compensation→ ▸ Display→ ▸ Heartbeat setup→ ▸ Configuration backup→ ▸ Administration→ 

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

7.15.1

取扱説明書

Stream（ガス流）サブメニュー

Stream（ガス流）サブメニューでは、測定に必要なガス流に関するパラメータを設定できます。
Navigation

Setup menu → Advanced setup → Stream▸ Stream

Analyte type→ 

Select calibration→ 

Rolling average number→ 

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

ユーザー入力

Select calibration

校正を変更および設定します。

•
•
•
•

1
2
3
4

1

Rolling average number

移動平均に含める測定数を設定
します。

正の整数

4

Analyte type7.15.2

アナライザで測定する被分析物

初期設定

—

H2O

Sensor adjustment（センサの調整）サブメニュー

Sensor adjustment（センサの調整）サブメニューには、センサの機能に関係するパラメータが含まれます。
ナビゲーション

Setup（設定）メニュー → Advanced setup（高度な設定）→ Sensor adjustment（センサの調整）▸ Sensor adjustment

Concentration adjust→ Concentration multiplier (RATA)→ 

Concentration offset (RATA)→ 

2fbase curve source→ 

2fbase curve RT update→ ▸ Calibration 1 to n

→ パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

必須条件

説明

ユーザー入力

初期設定

Concentration
multiplier (RATA)

Concentration Adjust（濃度の調整）が有効な場合に使用します。

調整係数のスロープを設定します。

符号付き浮動小数点数

1.0

Concentration offset(RATA)

Concentration Adjust（濃度の調整）が有効な場合に使用します。

調整係数のオフセッ
トを設定します。

符号付き浮動小数点数0

2fbase curve source

ベース曲線の減算が有効な場合に使用します。

減算の基準を選択します。

• Ref0Curve• Ref0RTCurve

Ref0Curve

2fbase curve RT
updateベース曲線の減算が有効な場合に使用します。

保 存 さ れ て い る RT
ベース曲線を更新します。

• Cancel（中止）• Start（開始）Cancel（中止）Concentration adjust

Endress+Hauser—

調整係数を有効化/無効化します。

• On（オン）• Off（オフ）

Off（オフ）73

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

7.15.2.1 Calibration 1 to n（校正 1～n）サブメニュー
最大 4 つの校正を使用できます。常にアクティブな校正のみが表示されます。
ナビゲーション Setup（設定）メニュー → Advanced setup（高度な設定）→ Sensor adjustment（センサの調整）→ Calibration（校正）▸ Calibration 1 to n

Laser midpoint default→ 

Laser ramp default→ 

Laser modulation amplitude default→ 

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

Laser midpoint default 2f 分光法におけるレーザーの電流ランプ中心点の初期設定。

ユーザー入力初期設定

正の浮動小数点数

校正に準拠

Laser ramp default

2f 分光法におけるレーザーの電流ランプのスパンの初期設定。

正の浮動小数点数

校正に準拠

Laser modulation
amplitude default

2f 分光法におけるレーザーの電流変調の振幅の初期設定。

正の浮動小数点数

校正に準拠

7.15.3Stream change compensation（ガス流変化の補正）校正サブメニュー

このサブメニューには、ガス流変化の補正校正の設定に必要なパラメータが含まれます。最大 4 つの校正を使用できます。常にアクティブな校正のみが表示されます。
ナビゲーション
流変化の補正）Setup（設定）メニュー → Advanced setup（高度な設定）→ Stream change compensation（ガス▸ Stream change compensation▸ Calibration 1 to n

ナビゲーション
Setup（設定）メニュー → Advanced setup（高度な設定）→ Stream change compensation（ガス
流変化の補正）→ Calibration 1 to n（校正 1～n）
▸ Calibration 1 to n

74

Stream change compensation→ 

Methane CH4→ 

Ethane C2H6

→ 

Propane C3H8

→ 

IButane C4H10→ 

N-Butane C4H10→ 

Isopentane C5H12→ 

N-Pentane C5H12→ 

Neopentane C5H12→ 

Hexane+ C6H14+→ 

Nitrogen N2→ 

Carbon dioxide CO2→ Hydrogen sulfide H2S→ Hydrogen H2→ 

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

パラメータ概要（簡単な説明付き）
下表内の「mol」は「モル分率」の略語です。
パラメータ

説明

ユーザー入力

初期設定

Stream change
compensation

ガス流変化の補正機能を有効化/無効化します。

• On（オン）• Off（オフ）

Off（オフ）Methane CH4

ドライガス混合物のメタンのモル分率を設定します。

0.4～1.0 mol

0.75 molEthane C2H6

ドライガス混合物のエタンのモル分率を設定します。

0.0～0.2 mol

0.1 mol

Propane C3H8

ドライガス混合物のプロパンのモル分率を設定します。

0.0～0.15 mol

0.05 molIButane C4H10

ドライガス混合物の i-ブタンのモル分率を設定します。

0.0～0.1 mol

0 mol

N-Butane C4H10

ドライガス混合物の n-ブタンのモル分率を設定します。

0.0～0.1 mol

0 mol

Isopentane C5H12

ドライガス混合物のイソペンタンのモル分率を設定します。

0.0～0.1 mol

0 mol

N-Pentane C5H12

ドライガス混合物の n-ペンタンのモル分率を設定します。

0.0～0.1 mol

0 mol

Neopentane C5H12

ドライガス混合物のネオペンタンのモル分率を設定します。

0.0～0.1 mol

0 mol

Hexane+ C6H14+

ドライガス混合物のヘキサン+ のモル分率を設定します。

0.0～0.1 mol

0 mol

Nitrogen N2

ドライガス混合物の窒素のモル分率を設定します。

0.0～0.55 mol

0 mol

Carbon dioxide CO2

ドライガス混合物の二酸化炭素のモル分率を設定します。

0.0～0.3 mol

0.1 molHydrogen sulfide H2S

ドライガス混合物の硫化水素のモル分率を設定します。

0.0～0.05 mol

0 mol

Hydrogen H2

ドライガス混合物の水素のモル分率を設定します。

0.0～0.2 mol

0 mol

7.15.4

追加の表示設定サブメニュー

Display（表示）サブメニューでは、現場表示器の設定に関するすべてのパラメータを設定できます。
ナビゲーション▸ Display

Endress+Hauser

Setup（設定）メニュー → Advanced setup（高度な設定）→ Display（表示）Format display→ 

Value 1 display→ 

0% bargraph value 1→ 

100% bargraph value 1→ 

Decimal places 1→ 

Value 2 display→ 

Decimal places 2→ Value 3 display→ 

0% bargraph value 3→ 

100% bargraph value 3→ 

Decimal places 3→ Value 4 display→ 

Decimal places 4→ 

Display language→ 

Display interval

→ 

75

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ▸ Display

Display damping→ 

Header→ 

Header text

→ 

Separator→ 

Backlight→ 

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ
Format display

説明
ユーザー入力初期設定
測定値のディスプレイへの表示方 • 1 value, max. size（1 つ 1 つの値、法を選択します。
の値、最大サイズ）
最大サイズ• 1 bargraph + 1 value（1つの値 + バーグラフ）• 2 values（２つの値）• 1 value large + 2 values（1 つの値（サイズ大）+ 2 つの値）
• 4 values（4 つの値）
Value 1 display 現場表示器があること。
ディスプレイに表示する測定値を • Concentration（濃度） Concentration（濃選択します。
• Dewpoint 1（露点 1） 度）• Dewpoint 2（露点 2）• Cell gas pressure（セルガス圧力）• Cell gas temperature（セルガス温度）0% bargraph
現場表示器があること。
バーグラフに表示する 0% の値を 符号付き浮動小数点数
0 ppmvvalue 1
入力します。
100% bargraph 現場表示器があること。
バーグラフに表示する 100% の値 符号付き浮動小数点数
校正範囲に
value 1を入力します。
応じて異なります。
Decimal places 1 Value 1 display（1 の値表示）パラ 表示値の小数点以下の桁数を選択 • xx.xx
メータで、測定値が設定されてい します。
• x.x
ること。
• x.xx• x.xxx• x.xxxx
Value 2 display 現場表示器があること。
現場表示器に表示する測定値を選 • なし
Dewpoint 1（露点択します。
• Concentration（濃度） 1）• Dewpoint 1（露点 1）• Dewpoint 2（露点 2）• Cell gas pressure（セルガス圧力）• Cell gas temperature（セルガス温度）
Decimal places 2 Value 2 display（2 の値表示）パラ 表示値の小数点以下の桁数を選択 • xx.xx
メータで、測定値が設定されてい します。
• x.x
ること。
• x.xx• x.xxx• x.xxxx
Value 3 display 現場表示器があること。
現場表示器に表示する測定値を選 選択リストについては、 Cell gas pressure（3 の値表示）
択します。
Value 2 display（2 の値表 （セルガス示）パラメータを参照し 圧力）てください。
0% bargraph
Value 3 display（3 の値表示）パラ バーグラフに表示する 0% の値を 符号付き浮動小数点数
700 mbar avalue 3メータで、項目が選択されている 入力します。
こと。
100% bargraph Value 3 display（3 の値表示）パラ バーグラフに表示する 100% の値 符号付き浮動小数点数
1700 mbar avalue 3メータで、項目が選択されている を入力します。
こと。
Decimal places 3 Value 3 display（3 の値表示）パラ 表示値の小数点以下の桁数を選択 • xx.xx
メータで、測定値が設定されてい します。
• x.x
ること。
• x.xx• x.xxx• x.xxxx

76

必須条件
現場表示器があること。

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

パラメータ
必須条件
Value 4 display 現場表示器があること。

説明
ユーザー入力
初期設定
現場表示器に表示する測定値を選 選択リストについては、 Cell gas
択します。
Value 2 display（2 の値表 temperature（セ示）パラメータを参照し ルガスてください。
温度）
Decimal places 4 Value 4 display（4 の値表示）パラ 表示値の小数点以下の桁数を選択 • xx.xx
メータで、測定値が設定されてい します。
• x.x
ること。
• x.xx• x.xxx• x.xxxx
Display
現場表示器があること。
表示言語を設定します。
選択リスト
Englishlanguage（英語）
Display interval 現場表示器があること。
測定値の切替表示のときに測定値 1～10 s
5sを表示する時間を設定します。
Display damping 現場表示器があること。
測定値の変動に対する表示の応答 0.0～999.9 s
0.0 s
時間を設定します。
Header
現場表示器があること。
現場表示器のヘッダー内容を選択 • Device tag（デバイス Device tag（デバのタグ）
イスのタグ）• フリーテキスト
Header text
Header（ヘッダー） パラメータ ディスプレイのヘッダーテキスト 最大 12 文字-----------で、フリーテキストが選択されて を入力します。
（英字、数字、特殊文字いること。
（例：@、%、/）など）
Separator
現場表示器があること。
表示値の桁区切り記号を選択しま • .（点）.（点）
す。
• ,（コンマ）
Backlight
以下のいずれかの条件を満たして 現場表示器のバックライトのオン • Disable（無効）Enableいること。
/オフを切り替えます。
• Enable（有効）（有効）• 「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション
F「4 行表示、バックライト；
タッチコントロール」• 「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション
G「4 行表示、バックライト；
タッチコントロール +WLAN」• 「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション
O「分離型 4 行表示、バックライト；10m/30ft ケーブル；
タッチコントロール」

7.15.5

Configuration management（設定管理）サブメニュー

設定後、現在の機器設定を保存するか、または以前の機器設定を復元できます。これを行うには、Configuration
management（設定管理）パラメータと Configuration backup（設定のバックアップ）サブメニューの関連する選択項目を使用します。
ナビゲーション
クアップ）

Setup（設定）メニュー → Advanced setup（高度な設定）→ Configuration backup（設定のバッ▸ Configuration backup

Endress+Hauser

Operating time→ 

Last backup→ Configuration management→ 

Backup state→ Comparison result

→ 

77

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

ユーザーインターフェース/ユーザー入力

初期設定

Operating time

装置の稼働時間を示します。

日（d）、時（h）、分（m）、秒（s）—

Last backup

最後のデータバックアップが組込み HistoROM に保存された日時を示します。

日（d）、時（h）、分（m）、秒（s）—

Configuration
management

組込み HistoROM 内の機器
データを管理する操作を選択
します。

•
•
•
•
•

Cancel（中止）
Execute backup（バックアップの実行）
Restore（復元）Compare（比較）Clear backup data（バックアップデータの削除）

Cancel（中止）

Backup state

データ保存/復元の現在のステータスを示します。

•
•
•
•
•
•
•

なし
Backup in progress（バックアップ進行中）
Restoring in progress（復元進行中）
Delete in progress（削除処理進行中）Compare in progress（比較進行中）
Restoring failed（復元失敗）
Backup failed（バックアップ失敗）

なし

Comparison result

組込み HistoROM と現在の機器データを比較します。

•
•
•
•
•
•

Settings identical（設定データは一致する）
Settings not identical（設定データは一致しない）
No backup available（バックアップデータなし）
Backup settings corrupt（保存データの破損）
Check not done（チェック未完了）
Dataset incompatible（データセット非互換）

Check not
done
（チェック
未完了）

Configuration management（設定管理）パラメータの機能範囲
選択項目

説明

Cancel（中止）

何も実行せずにこのパラメータを終了します。

Execute backup（バックアップの実行）

現在の機器設定のバックアップコピーを内蔵 HistoROM から機器のメモリに保存します。バックアップコピーには機器のコントローラデータが含まれます。

Restore（復元）機器設定の最後のバックアップコピーを機器メモリから機器の内蔵 HistoROM に復元します。バックアップコピーには機器のコントローラデータが含まれます。

Compare（比較）

機器メモリに保存された機器設定と内蔵 HistoROM の現在の機器設定を比較します。

Clear backup data（バックアップデータの削除）

機器のメモリから機器設定のバックアップコピーを削除します。

 内蔵 HistoROM：HistoROM は、EEPROM タイプの不揮発性メモリです。
 この操作の処理中は、現場表示器から設定を編集することはできません。また、処理ステータスを表すメッセージが表示されます。

78

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

8.

操作

8.1

測定値の読み取り

取扱説明書

Measured values（測定値）サブメニューを使用して、すべての測定値を読み取ることができます。
ナビゲーション

Diagnostics（診断）メニュー → Measured values（測定値）▸ Measured values

8.1.1▸ Measured variables→ ▸ Input values→ ▸ Output values→ 

Measured variables（測定変数）サブメニュー

Measured variables（測定変数）サブメニューには、最後の測定の演算結果のパラメータが含まれます。
ナビゲーション

Diagnostics（診断）メニュー → Measured values（測定値）→ Measured variables（測定変数）▸ Measured variables

Concentration
Dew point 1
Dew point 2
Cell gas pressure
Cell gas temperature
Detector reference level
Detector zero level
Peak 1 index
Peak 1 index delta
Peak 2 index
Peak 2 index delta
Peak track index
Peak track index delta
Midpoint delta

8.1.2

Input values（入力値）サブメニュー

Input values（入力値）サブメニューでは、個別の入力値を体系的に表示できます。
ナビゲーション
▸ Input values

Endress+Hauser

Diagnostics（診断）メニュー → Measured values（測定値）→ Input values（入力値）▸ Current Input 1 to n

→ 

79

取扱説明書8.1.2.1

J22 TDLAS ガスアナライザ

Current input 1 to n（電流入力 1～n）サブメニュー

Current input 1 to n（電流入力 1～n）サブメニューには、各電流入力の現在の測定値を表示するために必要なすべてのパラメータが含まれます。
ナビゲーション
Diagnostics（診断）メニュー → Measured values（測定値）→ Input values（入力値）→ Current
input 1 to n（電流入力 1～n）
▸ Current input 1 to n

Measured values 1 to n

→ 

Measured current 1 to n

→ パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

ユーザーインターフェース

Measured values 1 to n

現在の電流入力値を表示します。

符号付き浮動小数点数

Measured current 1 to n

電流入力の現在値を表示します。

0～22.5 mA

8.1.3

Output values（出力値）サブメニュー

出力値サブメニューには、各出力の現在の測定値を表示させるために必要なパラメータがすべて含まれています。
ナビゲーション

Diagnostics（診断）メニュー → Measured values（測定値）→ Output values（出力値）▸ Output values

8.1.3.1▸ Current output 1 to n

→ 

▸ Switch output 1 to n

→ 

▸ Relay output 1 to n→ 

Current output 1 to n（電流出力 1～n）サブメニュー

電流出力サブメニューには、各電流出力の現在の測定値を表示するために必要なすべてのパラメータが含まれます。
ナビゲーション
Diagnostics （ 診断 ）メニ ュー → Measured values （測定 値）→ Output values （出 力値 ） →Current output 1 to n（電流出力 1～n）
▸ Current output 1 to n

Output current 1→ 

Measured current 1 to n

→ パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

ユーザーインターフェース

Output current 1

現在計算されている電流出力の電流値を表示します。

3.59～22.5 mA

Measured current

電流出力の現在測定されている電流値を表示

0～30 mA

8.1.3.2

Switch output 1 to n（スイッチ出力 1～n）サブメニュー

Switch output 1 to n（スイッチ出力 1～n）サブメニューには、各スイッチ出力の現在の測定値を表示するために必要なすべてのパラメータが含まれます。
ナビゲーション
Diagnostics（診断）メニュー → Measured values（測定値）→ Output values（出力値）→ Switch
output 1 to n（スイッチ出力 1～n）
▸ Switch output 1 to n
80

Switch status 1 to n

→ 

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

必須条件

説明

Switch status 1 to n

Operating mode （ 動 作
モード）パラメータで、Switch（スイッチ）が選択されていること。

現在の「スイッチ」
出力ステータスを表示します。

8.1.3.3

ユーザーインターフェース/
ユーザー入力Open（オープン）
Closed（クローズ）

初期設定—

Relay output 1 to n（リレー出力 1～n）サブメニュー

Relay output 1 to n（リレー出力 1～n）サブメニューには、各リレー出力の現在の測定値を表示するために必要なすべてのパラメータが含まれます。

ナビゲーション
Diagnostics（診断）メニュー → Measured values（測定値）→ Output values（出力値）→ Relay
output 1 to n（リレー出力 1～n）
▸ Relay output 1 to n

Switch status→ 

Switch cycles→ 

Max. switch cycles number→ 

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

ユーザーインターフェース

Switch cycles

実行されたすべてのスイッチサイクルの回数を示します。

正の整数

Max. switch cycles number保証されるスイッチサイクルの最大数を示します。

正の整数

Switch status

8.2

現在のリレースイッチの状態を示します。

Open（オープン）
Closed（クローズ）

データのログの表示

拡張 HistoROM アプリケーションパッケージでは、Data logging（データのログ）サブメニューが表示されます。
これには、測定値履歴に関するすべてのパラメータが含まれています。データのログは、ウェブブラウザ →  からでも使用できます。
機能範囲：• 合計 1000 個の測定値を保存できます。
• 4 × ロギングチャンネル• データのログの時間間隔は調整可能です。
• 各ロギングチャンネルの測定値トレンドをチャート形式で表示します。

A0016357_SSI

図 60. 測定値トレンドのチャート••

x 軸：選択したチャンネル数に応じて 250～1000 個のプロセス変数の測定値を示します。
y 軸：測定値スパンの概算を示し、実行中の測定の結果に応じて常時調整されます。
ロギングの時間間隔の長さ、またはチャンネルのプロセス変数の割り当てを変更すると、データのログ内容は削除されます。

Endress+Hauser81

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

ナビゲーション

Diagnostics（診断）メニュー → Data logging（データのログ）▸ Data logging

Assign channel 1 to n

→ 

Logging interval→ 

Clear logging data→ 

Data logging→ 

Logging delay→ 

Data logging control→ 

Data logging status→ 

Entire logging duration→ 

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

ユーザーインターフェース/
ユーザー入力Assign channel 1 拡張 HistoROM アプリケー ロギングチャンネルにプロセス • Off（オフ）1
to n
ションパッケージが使用可能 変数を割り当てます。
• Concentration（濃度）であること。
• Dew point 1（露点 1）• Dew point 2（露点 2）• Cell gas pressure（測定セルガス圧力）• Cell gas
temperature（測定セルガス温度）• Flow switch state（フロースイッチの状態）• Current output 1 to n
（電流出力 1～n）
Logging interval 拡 張 HistoROM ア プ リ ケ ー データのロギングの時間間隔を 0.1～999.0 s
ションパッケージが使用可能 設定します。この値は、メモリであること。
内の個々のデータポイント間の時間間隔を決定します。
Clear logging
拡 張 HistoROM ア プ リ ケ ー すべてのログデータを削除しま • Cancel（中止）data
ションパッケージが使用可能 す。
• Clear data（データ削除）であること。
Data logging—
データロギングの方法を選択し • Overwriting（上書き）ます。
• Not overwriting（上書きなし）Logging delay
Data logging（データのロ
測定値ロギングの遅延時間を入 0～999 時間グ）パラメータで、Not
力します。
overwriting（上書きなし）が選択されていること。
Data logging
Data logging（データのロ
測定値ロギングを開始または停 • なし
controlグ）パラメータで、Not
止します。
• Delete + start
overwriting（上書きなし）が（削除 + 開始）
選択されていること。
• Stop（停止）Data logging
Data logging（データのロ
測定値ロギングステータスを表 • Done（完了）statusグ）パラメータで、Not示します。
• Delay active
overwriting（上書きなし）が（遅延がアクティブ）
選択されていること。
• Active（アクティブ）• Stopped（停止）Entire logging
Data logging（データのロ
全ロギング期間を表示します。 正の浮動小数点数
durationグ）パラメータで、Not
overwriting（上書きなし）が選択されていること。

1

必須条件

説明

初期設定
Off
（オフ）

1.0 s

Cancel（中止）
Overwriting
（上書き）
0 時間

なし

Done
（完了）

0秒

表示項目は注文オプションまたは機器設定に応じて異なります。

82

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

8.3

取扱説明書

プロセス条件への機器の適合

これには以下の設定を使用できます。
• Setup（設定）メニューを使用した基本設定• Advanced setup（高度な設定）サブメニュー →  を使用した高度な設定
ナビゲーション

Setup（設定）メニュー
Device tag

Setup

→ 

Analyte type
Select calibration▸ System units→ ▸ Dew points▸ Peak tracking

8.3.1▸ Communication→ ▸ I/O configuration→ ▸ Current output 1 to n

→ 

▸ Current input 1 to n

→ 

▸ Switch output→ ▸ Relay output 1 to n

→ 

▸ Display→ ▸ Advance setup→ 

I/O 設定の表示

I/O configuration（I/O 設定）サブメニューでは、I/O モジュールの設定が表示されるすべてのパラメータを体系的に設定できます。
ナビゲーション

Setup（設定）メニュー → I/O configuration（I/O 設定）▸ I/O configuration

Endress+Hauser

I/O module 1 to n terminal numbers→ 

I/O module 1 to n information→ 

I/O module 1 to n type→ 

Apply I/O configuration

→ 

83

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

ユーザー入力I/O module 1 to n terminal

I/O モジュールで使用される端子

•
•
•
•

未使用
26-27（I/O 1）
1
24-25（I/O 2）
1
22-23（I/O 3）-

I/O module 1 to n

装着された I/O モジュールの情報

•
•
•
•

Not plugged（未装着）
Invalid（無効）Not configurable（設定不可）
Configurable（設定可能）-

I/O module 1 to n typeI/O モ ジ ュ ー ル の タ イ プ を 示 し• Off（オフ）2• Current output（電流出力）• Switch output
2（スイッチ出力）-

Apply I/O configuration

任意に設定可能な I/O モジュール• No（なし）• Yes（あり）

No（なし）

numbers

information

8.3.2

番号を示します。

を表示します。

ます。

のパラメータ設定を適用します。

初期設定

パラメータを使用した機器管理

Administration（管理）サブメニューでは、機器の管理に必要なすべてのパラメータを体系的に使用できます。
ナビゲーション

Setup（設定）メニュー → Advanced setup（高度な設定）→ Administration（管理）▸ Administration

8.3.2.1

Device reset→ ▸ Define access code→ 

▸ Reset access code→ 

機器のリセット

ナビゲーション
Setup（設定）メニュー → Advanced setup（高度な設定）→ Administration（管理）→ Device
reset（機器リセット）

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

ユーザー入力

初期設定

Device reset

すべてまたは一部の機器設定を所定の状• Cancel（中止）• Restart device（機器の再起動）

Cancel（中止）8.3.2.2

態にリセットします。

アクセスコードの設定

ナビゲーション
Setup（設定）メニュー → Advanced setup（高度な設定）→ Administration（管理）→ Define
access code（アクセスコードの設定）▸ Define access code

1
2

Define access code→ 

Confirm access code→ 

ご注文の設定に基づきます。
表示項目は注文オプションまたは機器設定に応じて異なります。

84

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

ユーザー入力

Define access code

パラメータへの書き込みアクセスを制限して、意図しない機器設定の変更を防止します。

数字、英字、特殊文字から成る最大 16 桁の文字列

Confirm access code

入力したアクセスコードを確認します。

数字、英字、特殊文字から成る最大 16 桁の文字列

8.3.2.3

アクセスコードのリセット

ナビゲーション
Setup（設定）メニュー → Advanced setup（高度な設定）→ Administration（管理）→ Resetaccess code（アクセスコードのリセット）▸ Reset access code

Operating time→ 

Reset access code→ 

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ
Operating time

説明
機器の稼働時間を示します。

Reset access code

アクセスコードを初期設定にリセットします。リセットコードについては、当社サービ
スへのお問合せ →  を参照してください。
リセットコードを入力するには、ウェブブラ
ウザを使用する必要があります。

8.4

ユーザー入力日（d）、時（h）、
分（m）、秒（s）

数字、英字、特殊文字から成
る文字列

初期設定
—
0x00

シミュレーション

Simulation（シミュレーション）サブメニューを使用すると、実際の流量がなくても、各種プロセス変数や機器アラー
ムモードのシミュレーションを行い、下流側の信号接続を確認できます（バルブの切り替えまたは閉制御ループ）。
ナビゲーション
▸ Simulation

Endress+Hauser

Diagnostics（診断）メニュー → Simulation（シミュレーション）
Current input 1 to n simulation→ 

Value current input 1 to n→ 

Current output 1 to n simulation→ 

Current output value 1 to n

→ 

Switch output simulation 1 to n

→ 

Switch state 1 to n

→ 

Relay output 1 to n simulation→ 

Switch state 1 to n

→ 

Device alarm simulation→ 

Diagnostic even category→ 

Diagnostic event simulation

→ 

85

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

必須条件

ユーザーインターフェース/
ユーザー入力電流出力シミュレーションの • Off（オフ）
オン/オフを切り替えます。 • On（オン）
シミュレーションの電流値を 0～22.5 mA
入力
説明

初期設定

Current input 1 to —Off（オフ）n simulation
Value current
Current input 1 to n
シミュレーションをオ
input 1 to nsimulation（電流入力 1～nンに設定している場のシミュレーション）パラ
合、実際の入力電流にメータで、On（オン）が選設定されます。
択されていること。
Current output 1 —
電流出力シミュレーションの • Off（オフ）Off（オフ）to n simulation
オン/オフを切り替えます。 • On（オン）
Current output
Current output 1 to n
シミュレーションの電流値を 3.59～22.5 mA
3.59 mA
value 1 to nsimulation（電流出力 1～n 入力のシミュレーション）パラ
メータで、On（オン）が選択されていること。
Switch output
Operating mode（動作モー スイッチ出力シミュレーショ • Off（オフ）Off（オフ）simulation 1 to n ド）パラメータで、ンのオン/オフを切り替えま • On（オン）
Switch（スイッチ）が選択 す。
されていること。
Switch state 1—
シミュレーションのステータ • Open（オープン）
Open（オープン）
to n
ス出力のステータスを選択し • Closed（クローズ）ます。
Relay output 1 to ——• Off（オフ）
Off（オフ）n simulation• On（オン）
Switch state 1
Switch output simulation 1 to —• Open（オープン）
Open（オープン）
to nn（スイッチ出力シミュレー• Closed（クローズ）ション 1～n） パラメータ
で、On（オン）が選択されていること。
Device alarm—
機器アラームのオン/• Off（オフ）
Off（オフ）simulationオフ• On（オン）
Diagnostic even—
診断イベントのカテゴリを選 • Sensor（センサ）
Process
category
択します。
• Electronics（プロセス）（電子モジュール）• Configuration（設定）• Process（プロセス）
Diagnostic event —イベントのシミュレーション • Off（オフ）Off（オフ）simulationを行う診断イベントを選択し • 診断イベント選択リスト（選択したカテゴリに応ます。
じて異なる）

8.5

不正アクセスからの設定の保護

以下の書き込み保護オプションにより、J22 TDLAS ガスアナライザのソフトウェア設定の意図しない変更を防止できます。
• アクセスコードによるパラメータのアクセス保護• キーパッドのロック →  による現場操作へのアクセス保護• 書き込み保護スイッチ →  による機器へのアクセス保護

8.5.1

アクセスコードによる書き込み保護

ユーザー固有のアクセスコードを有効化することにより、機器設定用パラメータを書き込み保護することができ、現場操作による値の変更を防止できます。

8.5.2

現場表示器によるアクセスコードの設定

1. Define access code（アクセスコードの設定）パラメータに移動します。
2. アクセスコードとして数字、英字、特殊文字から成る最大 16 桁の文字列を設定します。

86

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

3. Confirm access code（アクセスコードの確認）パラメータ →  にもう一度アクセスコードを入力して、コードを確認します。

 すべての書き込み保護パラメータの前に、 シンボルが表示されます。

ナビゲーション、編集画面で 10 分以上キーを押さなかった場合、機器は自動的に書き込み保護パラメータを再度
ロックします。ナビゲーションおよび編集画面から操作画面表示モードに戻ると、機器は自動的に書き込み保護パ
ラメータを 60 秒後にロックします。
アクセスコードによるパラメータ書き込み保護が有効な場合、これを無効にするには同じアクセスコード →  を使用する必要があります。
現在、現場表示器を介してログインしているユーザーの役割は、Access status （アクセスステータス）パラメータに表示されます。ナビゲーションパス：Operation（操作）→ Access status（アクセスステータス）

8.5.2.1

現場表示器から変更可能なパラメータ

測定に影響を及ぼさないパラメータは、現場表示器による書き込み保護から除外されます。ユーザー固有のアクセ
スコードにもかかわらず、このパラメータは、他のパラメータがロックされている場合も変更可能です。これには表示形式や表示のコントラスト、表示間隔などのパラメータが含まれます。
現場表示器の設定用
パラメータFormat display（表示形式）
Contrast display（表示のコントラスト）
Display interval（表示間隔）

8.5.3

ウェブブラウザによるアクセスコードの設定

1. Define access code（アクセスコードの設定）パラメータ →  に移動します。
2. アクセスコードとして 4 桁の数値コードを設定します。
3. Confirm access code（アクセスコードの確認）パラメータ →  にもう一度アクセスコードを入力して、コードを確認します。

 ウェブブラウザがログイン画面に切り替わります。
10 分間何も操作しなかった場合、ウェブブラウザは自動的にログイン画面に戻ります。
▸ アクセスコードによるパラメータ書き込み保護が有効な場合、これを無効にするには同じアクセスコード→  を使用する必要があります。
▸ 現在、ウェブブラウザでログインしているユーザーの役割は、Access status（アクセスステータス）パラ
メータに表示されます。ナビゲーションパス：Operation（操作）→ Access status（アクセスステータス）

8.5.4

アクセスコードのリセット

ユーザー固有のアクセスコードを間違えた場合は、初期設定のコードにリセットできます。このためには、リセッ
トコードを入力しなければなりません。その後、ユーザー固有のアクセスコードを再設定できます。

（CDI-RJ45 サービスインターフェースを介して）ウェブブラウザからアクセスコードをリセットするには、以下の手順を実行します。
リセットコードを取得するには、Endress+Hauser サービス部にお問い合わせください。
1. Reset access code（アクセスコードのリセット）パラメータに移動します。
2. リセットコードを入力します。

 アクセスコードは初期設定 0000 にリセットされます。これを再設定することができます。

Endress+Hauser

87

取扱説明書8.5.5

J22 TDLAS ガスアナライザ

書き込み保護スイッチによる書き込み保護

ユーザー固有のアクセスコードによるパラメータ書き込み保護とは異なり、書き込み保護スイッチではすべての操
作メニュー（Contrast display（表示のコントラスト）パラメータを除く）の書き込みアクセスをロックできます。
書き込み保護スイッチにより、以下を使用したパラメータ値の編集を防止できます。
• 現場表示器• Modbus RS485 プロトコル• Modbus TCP プロトコル
1. メイン電子モジュールの書き込み保護（WP）スイッチ番号 1 を ON 位置に設定すると、ハードウェア書き込み保護が有効になります。

A0029630

図 61. 書き込み保護の DIP スイッチのオフ/オン

 Locking status（ロックの状態）パラメータに、ハードウェアロックのオプションが表示されます。さらに、現場表示器の操作画面表示のヘッダーとナビゲーション画面のパラメータの前に  シンボルが表示されます。

A0029425

図 62. 操作画面表示のハードウェアロックシンボル

2. メイン電子モジュールの書き込み保護（WP）スイッチを OFF 位置（初期設定）に設定すると、ハードウェア

書き込み保護が無効になります。

 Locking status（ロックの状態）パラメータにオプションは表示されません。現場表示器の操作画面表示のヘッダーとナビゲーション画面のパラメータの前に表示されていた  シンボルは消えます。

 DIP スイッチ番号 2 は、ユーザーの取引用アプリケーションを管理するものであり、本機器では使用されません。
このスイッチは 常に OFF 位置に設定してください。

8.5.6

機器ロック状態の読み取り機器の有効な書き込み保護：Locking status（ロックの状態）パラメータ

ナビゲーション

Operation（操作）メニュー → Locking status（ロックの状態）

Locking status（ロックの状態）パラメータの機能範囲
選択項目

説明

Hardware locked（ハードウェア書き込み
ロック）

ハードウェア書き込みロック →  用の DIP スイッチ番号 1 が PCB 基板で有効になっています。
この操作ロックにより、（現場表示器や操作ツールを使用した）パラメータへの書き込みアク
セスがロックされます。

なし

一時ロック

88

Access status（アクセスステータス）パラメータ →  に表示されるアクセスステータスが適用されます。現場表示器にのみ表示されます。

機器の内部処理（例：データアップロード/ダウンロード、リセットなど）を実行中のため、パラメータへの書き込みアクセスが一時的にロックされます。内部処理が完了すると、パラメー
タは変更可能になります。

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

9.

検証、診断およびトラブルシューティング

9.1

発光ダイオードによる診断情報

9.1.1

コントローラコントローラの各種 LED により機器ステータスに関する情報が提供されます。

A0029629

図 63. LED 診断インジケータ
1
2
3
4
5

供給電圧
機器ステータス
未使用
通信
サービスインターフェース（CDI）がアクティブ

LED

色

意味

1 供給電圧消灯

電源オフまたは供給電圧不足

緑色

電源 OK

消灯

ファームウェアエラー

緑色

機器ステータス OK

緑色点滅

機器が設定されていない

赤色点滅

診断動作「警告」の機器イベントが発生

赤色

診断動作「アラーム」の機器イベントが発生

赤色/緑色点滅

機器の再起動

3 未使用

—

—

4 通信

白色

通信アクティブ

消灯

通信非アクティブ

消灯

接続なし、または接続が確立されていない

黄色

接続中、および接続が確立されている

黄色点滅

サービスインターフェース アクティブ

2 機器ステータス

5 サービスインター
フェース（CDI）

Endress+Hauser

89

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

9.2

現場表示器の診断情報

9.2.1

診断メッセージ

機器の自己監視システムで検出されたエラーが、操作画面表示と交互に診断メッセージとして表示されます。

A0029426-EN

図 64. 診断メッセージ
1
2
3
4
5

ステータス信号
診断動作
診断動作と診断コード
ショートテキスト
操作部

2 つまたはそれ以上の診断イベントが同時に発生している場合は、最優先に処理する必要のある診断イベントのメッセージのみが示されます。
発生したその他の診断イベントは、Diagnostics（診断）メニューで以下から確認できます。
• パラメータ• サブメニュー → 

9.2.1.1

ステータス信号ステータス信号は、診断情報（診断イベント）の原因を分類することにより、機器の状態および信頼性に関する情報を提供します。ステータス信号は、VDI/VDE 2650 および NAMUR 推奨 NE 107 に基づいて分類されます。
F = エラー、C = 機能チェック、S = 仕様範囲外、M = メンテナンスが必要
シンボル

F
C
S
M
9.2.1.2
シンボル意味
エラー。機器エラーが発生しました。測定値は無効です。
機能チェック。機器はサービスモード（例：シミュレーション中）です。
仕様範囲外。機器が技術仕様の範囲外（例：許容プロセス温度の範囲外）で動作しています。
メンテナンスが必要。メンテナンスが必要。測定値は依然として有効です。

診断動作
意味
アラーム。測定が中断します。信号出力が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。
警告。測定が再開します。信号出力は影響を受けません。診断メッセージが生成されます。

90

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

9.2.1.3

取扱説明書

診断情報

診断情報を使用してエラーを特定することが可能です。ショートテキストにより、エラーに関する情報が提供されます。さらに、診断動作に対応するシンボルが現場表示器の診断情報の前に表示されます。
診断情報
診断コード
ステータス
信号

診断動作

例

9.2.1.4
シンボル

診断番号

ショート
テキスト







S

842

プロセスの
リミット値

NAMUR
NE 107

3 桁の
数値

操作部
意味
＋キー。メニューまたはサブメニューで、対策情報に関するメッセージを開きます。
Enter キー。メニューまたはサブメニューで、操作メニューを開きます。

対処法の呼び出し

図 65. 対処法のメッセージ
1
2
3
4
5
6

Endress+Hauser

A0029431-EN

診断情報
ショートテキストサービス ID
診断動作と診断コード
イベントの発生時間
対処法

91

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

診断メッセージを表示します。
1.  を押します（ シンボル）。

 Diagnostic list（診断リスト）サブメニューが開きます。
2.  または  を使用して必要な診断イベントを選択し、  を押します。
 選択した診断イベントの対処法に関するメッセージが開きます。

3.  +  を同時に押します。

 対処法に関するメッセージが閉じます。

Diagnostics（診断） メニューの診断イベントの項目（例：Diagnostic list（診断リスト） サブメニュー、Previous
diagnostics（前回の診断結果）パラメータ）を表示します。
1.  を押します。

 選択した診断イベントの対処法に関するメッセージが開きます。
2.  +  を同時に押します。
 対処法に関するメッセージが閉じます。

9.3

9.3.1

ウェブブラウザの診断情報
診断オプション

機器が検知したエラーは、ユーザーがログインするとウェブブラウザのホームページに表示されます。
1

2

3
A0031056-SSI

1
2
3

ステータスエリアとステータス信号
診断情報 → サービス ID による対策情報

図 66. ウェブブラウザの診断情報

また、発生した診断イベントは、Diagnostics（診断）メニューで以下から確認できます。
• パラメータ• サブメニュー → ステータス信号ステータス信号は VDI/VDE 2650 および NAMUR 推奨 NE 107 に準拠して分類されます。
シンボル

意味
エラー。機器エラーが発生しました。測定値は無効です。
機能チェック。機器はサービスモード（例：シミュレーション中）です。
仕様範囲外。機器が技術仕様の範囲外（例：許容プロセス温度の範囲外）で動作しています。
メンテナンスが必要。メンテナンスが必要。測定値は依然として有効。

92

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

9.3.2

取扱説明書

対策情報の呼び出し問題を迅速に是正できるよう、各診断イベントに対して対処情報が提供されます。これらの対策は、診断イベント
および関連する診断情報とともに赤で表示されます。

9.4

通信インターフェースを介した診断情報

9.4.1

診断情報の読み出し

Modbus RS485 または Modbus TCP のレジスタアドレスから診断情報を読み出すことができます。詳細については、
Modbus レジスタ →  を参照してください。
• レジスタアドレス 6821 から（データタイプ = 文字列）：診断コード、例：F270• レジスタアドレス 6801 から（データタイプ = 整数）：診断番号、例：270
診断番号と診断コード →  による診断イベントの概要を参照してください。

9.4.2

エラー応答モードの設定

通信サブメニューの 2 つのパラメータを使用して、Modbus RS485 または Modbus TCP 通信のエラー応答モードを設定できます。
ナビゲーション

Setup（設定）→ Communication（通信）パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

Failure mode

9.5

説明

Modbus 通信を介して診断メッセージが発生した場合の測定値出力を選択します。
このパラメータの影響は、Assign Diagnostic
behavior（診断動作の割当て）で選択した項
目に応じて異なります。

ユーザー入力••NaN value（NaN 値）
Last valid value（最後の
有効値）

初期設定

NaN value（NaN 値）

NaN = 非数

診断動作の適合診断情報の各項目には、工場出荷時に特定の診断動作が割り当てられています。特定の診断情報については、ユーザーがこの割当てを Diagnostic behavior（診断時の動作）サブメニューで変更できます。
ナビゲーション
Expert （エ キス パー ト） → Setup （設 定）→ Diagnostic handling （診 断処 理 ）→ Diagnostic
behavior（診断時の動作）診断番号に診断動作として次の選択項目を割り当てることが可能です。
選択項目

説明

Warning（警告）

機器は測定を継続します。Modbus RS485 および Modbus TCP を介した測定値出力は影響を受けません。診断メッセージが生成されます。

Logbook entry only
（ログブック入力のみ）

機器は測定を継続します。診断メッセージは、 Event logbook（イベントログブック） サブメニュー（Event list（イベントリスト）サブメニュー）にのみ表示され、操作画面表示と交互に表示されることはありません。

Off（オフ）診断イベントは無視され、診断メッセージの生成または入力は行なわれません。

Alarm（アラーム）

Endress+Hauser

機器が測定を停止します。Modbus RS485 および Modbus TCP からの測定値出力は、設定されたアラー
ム状態になります。診断メッセージが生成されます。バックライトが赤に変わります。

93

取扱説明書9.6

J22 TDLAS ガスアナライザ

診断情報の概要

機器に 1 つ以上のアプリケーションパッケージがある場合は、診断情報および関係する測定変数の数は増加します。
診断情報の一部の項目では、診断動作を変更することが可能です。診断情報の適合 →  を参照してください。
診断番号 ショートテキスト

対処法

センサの診断
082

アラーム

104

モジュール接続を確認する。
F
当社サービスにお問い合わせください。
電子メモリ内容
機器を再起動する。
F
HistoROM S-DAT の バ ッ ク ア ッ プ を 復 元 す る 。
（'Device reset（機器リセット）パラメータ）
3. HistoROM S-DAT を交換する。
レーザーオフ
1. 機器を再起動する。
F
2. センサ電子モジュールを交換する。
3. センサ（OH）を交換する。
レーザーオフ1. レーザーが所定の温度に達するまで待機する。
F
2. センサ（OH）を交換する。
レーザー温度センサの故 1. 機器を再起動する。
C障
2. センサ電子モジュールを交換する。
3. センサ（OH）を交換する。
レーザー温度が不安定
1. 周囲温度ランプが仕様を満たしていることを確認 F
する。
2. センサ電子モジュールを交換する。
3. センサ（OH）を交換する。
レーザー温度整定中C
レーザー温度が整定するまで待機する。

105

圧力センサの接続不良

F

アラーム

F

アラーム

M、C

警告

M、C

警告

F

アラーム

F

アラーム

F

アラーム

機器を再起動する。
F
当社サービスにお問い合わせください。
ソフトウェアの互換性
ソフトウェアを確認する。
F
なし
メイン電子モジュールをフラッシングまたは交換する。
モジュールの互換性なし 1. 電子モジュールを確認する。
F
2. 電子モジュールを交換する。

アラーム

083

100
101
102
103

データの保存ステータス信号 診断動作
（初期設定）（初期設定）

1.
2.
1.
2.

1.
2.
106
センサ（光学ヘッド）の 1.
故障
2.
107
検出器ゼロ範囲超過
1.
2.
108
検出器基準レベル範囲
1.
超過
2.
109
ピーク指標 @1 が範囲外 1.
2.
3.
110
ピーク追跡調整超過
1.
2.
3.
111
ピーク追跡調整警告
1.
2.
3.
電子モジュールの診断
201
242
252
262

94

機器の故障

センサ電子モジュール
接続エラー

圧力センサの接続を確認する。
圧力センサを交換する。
機器を再起動する。
センサ（OH）を交換する。
プロセスを確認する。
スペクトルを確認する。
プロセスを確認する。
スペクトルを確認する。
プロセスを確認する。
スペクトルを確認する。
ピーク追跡をリセットする。
プロセスを確認する。
スペクトルを確認する。
ピーク追跡をリセットする。
プロセスを確認する。
スペクトルを確認する。
ピーク追跡をリセットする。

1.
2.
1.
2.

1. センサ電子モジュール（ISEM）とメイン電子モ F
ジュール間の接続ケーブルを点検または交換する。
2. ISEM またはメイン電子モジュールを点検または交
換する。

アラーム

アラーム
アラーム
警告
アラーム

警告

アラーム
アラーム
アラーム

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

診断番号 ショートテキスト

対処法

270

メイン電子モジュールを交換する。

271
272
273
275
276
283
300

メイン電子モジュール故障
メイン電子モジュール故障

メイン電子モジュール故障
メイン電子モジュール
故障
I/O モジュール 1～n の不具合
I/O モジュール 1～n の故障
電子メモリ内容

301

センサ電子モジュール（ISEM）の故障
SD メモリカードエラー

302
303

機器検証の実行中
I/O @1 の設定変更

311

電子モジュール故障

330

フラッシュファイルが無効
ファームウェアの更新
失敗
HistoROM バックアップ
書き込みエラーI/O モジュール 1～n の
故障

331
332
361

372

センサ電子モジュール（ISEM）の故障

373
375

センサ電子モジュール（ISEM）の故障
I/O - 1～n の通信エラー

382

データの保存383

電子メモリ内容

387
HistoROM データ不良
設定の診断/サービス
410

データ転送

412

ダウンロード実行中

Endress+Hauser

1. 機器を再起動する。
2. メイン電子モジュールを交換する。

ステータス信号 診断動作
（初期設定）（初期設定）
F
アラーム
F

アラーム

1. 機器を再起動する。
2. 当社サービスにお問い合わせください。
電子モジュールを交換する。

F

アラーム

F

アラーム

I/O モジュールを交換する。

F

アラーム

1. 機器を再起動する。
F
2. I/O モジュールを交換する。
1. 機器をリセットする。
F
2. 当社サービスにお問い合わせください。
1. 機器を再起動する。
F
2. センサ電子モジュールを交換する。
1. SD カードを確認する。
C
2. 機器を再起動する。
機器検証の実行中、お待ちください。
C
1. I/O モジュール設定を適用する（「Apply I/OM
configuration（I/O 設定の適用）」パラメータ）。
2. その後、DD ファイルの再読み込みを行い、3. 配線を確認する。
1. 機器をリセットしないでください。
M
2. 当社サービスにお問い合わせください。
1. 機器のファームウェアを更新する。
M
2. 機器を再起動する。
1. 機器のファームウェアを更新する。
F
2. 機器を再起動する。
ユーザーインターフェースボード Ex d/XP を交換す F
る：コントローラを交換する。
1. 機器を再起動する。
F
2. 電子モジュールを確認する。
3. I/O モジュールまたはメイン電子モジュールを交換する。
1. 機器を再起動する。
F
2. エラーが再び発生するかどうかを確認する。
3. ISEM を交換する。
1. データを転送するか、または機器をリセットする。 F
2. 当社サービスにお問い合わせください。
1. 機器を再起動する。
F
2. エラーが再び発生するかどうかを確認する。
3. 電 子 モ ジ ュ ー ルを 含 む モ ジュ ー ル ラ ッ ク を交 換する。
1. T-DAT を装着する。
F
2. T-DAT を交換する。
1. 機器を再起動する。
F
2. 「 Reset device（機器リセット） 」パラメータから
T-DAT を削除する。
3. T-DAT を交換する。
当社サービスにお問い合わせください。
Fアラーム

1. 接続を確認する。
2. データ転送を再試行する。
ダウンロードの実行中、お待ちください。

F

アラーム

C

警告

アラーム
アラーム
警告
警告
警告

警告
警告
警告
アラーム
アラーム

アラーム
アラーム
アラーム

アラーム
アラーム

アラーム

95

取扱説明書

診断番号 ショートテキスト
431
437
438
441
444
484
485
486
491
494
495
500
501
520

J22 TDLAS ガスアナライザ

対処法

トリム 1～n設定の互換性なし

ステータス信号 診断動作
（初期設定）（初期設定）
C
警告
F
アラーム

トリムを実行する。
1. 機器を再起動する。
2. 当社サービスにお問い合わせください。
データセット
1. データセットファイルを確認する。
M
2. 機器設定を確認する。
3. 新規設定をアップロード/ダウンロードする。
電流出力 1～n
1. プロセスを確認する。
S
2. 電流出力設定を確認する。
電流入力 1～n
1. プロセスを確認する。
S
2. 電流入力設定を確認する。
フェールセーフモードの シミュレーションを無効にする。
C
シミュレーション
測定変数のシミュレー
シミュレーションを無効にする。
Cション
電流入力 1～n のシミュ シミュレーションを無効にする。
C
レーション
電流出力 1～n のシミュ シミュレーションを無効にする。
C
レーション
スイッチ出力シミュレー スイッチ出力シミュレーションを無効にする。
Cション 1～n
診断イベントのシミュ
シミュレーションを無効にする。
C
レーション
レーザー電流が範囲外
1. スペクトルを確認する。
M、C
2. ピーク追跡をリセットする。
ガス流変化の補正
1. ガス組成の設定を確認する。
C（SCC）設定エラー
2. ガス組成の合計を確認する。
I/O 1～n のハードウェア 1. I/O ハードウェア設定を確認する。
F
2.
不適切な
I/O
モジュールを交換する。
設定が無効
3. ダブルパルス出力のモジュールを適切なスロットに
装着する。

594

警告
警告
警告
アラーム
警告
警告
警告
警告
警告
警告
警告
アラーム

リレー出力のシミュレー スイッチ出力シミュレーションを無効にする。
ション
プロセス/環境の診断

C

警告

803

電流ループ @1

F

アラーム

832

基板温度が高すぎる

1. 配線を確認する。
2. I/O モジュールを交換する。
周囲温度を下げる。

S

警告

833

基板温度が低すぎる

周囲温度を上げる。

S

警告

900

測定セル圧力範囲超過

S

警告

901

測定セル温度範囲超過

1. プロセス圧力を確認する。
2. プロセス圧力を調整する。

S

警告

902

スペクトルのクリップ

C

警告

903

検証がアクティブ

C

警告

904

測定セルガス流量未検出 1. 測定セルガス流量が未検出
2. プロセスガスの流量を確認する。
3. フロースイッチを調整する。

S

警告

905

検証失敗

S

警告

96

1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.

周囲温度を確認する。
プロセス温度を確認する。
プロセスを確認する。
スペクトルを確認する。
ガス流を検証からプロセスに切り替える。
検証を無効にする。
機器を再起動する。

1. 検証設定を確認する。
2. 検証ガスを確認する。
3. 診断イベントをリセットする。

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

9.7

取扱説明書

未処理の診断イベント

Diagnostics（診断）メニューを使用すると、現在の診断イベントと前回の診断イベントを個別に表示できます。
診断イベントの解決策を呼び出す方法：• 現場表示器の場合 → • ウェブブラウザの場合 → 
その他の未処理の診断イベントは、Diagnostic list（診断リスト）サブメニュー →  で表示できます。
ナビゲーション

Diagnostics（診断）メニュー

Diagnostics

Actual diagnostics
Previous diagnostics
Operating time from restart
Operating time

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

ユーザー入力

初期設定

Actual diagnostics

1 つの診断イベントが発生して現在発生している診断イベントとその診断動作のシンボル、診断

います。

診断情報を表示します。

コード、ショートメッセージ

2 つあるいはそれ以上のメッセージが同時に発生した場合は、最優先に処理する必要のあるメッセージが表示されます。

Previous

diagnostics

すでに 2 つの診断イベントが発生していること。

現在の診断イベントの前に発生した診断イベントとその診断情報を表示します。

Operating time—

前回の機器の再起動からの稼働時間を

Operating time—

機器の稼働時間を示します。

from restart

9.7.1

表示します。

診断動作のシンボル、診断
コード、ショートメッセージ日（d）、時（h）、
分（m）、秒（s）

日（d）、時（h）、

分（m）、秒（s）

診断リスト

Diagnostic list（診断リスト）サブメニュー には、現在未処理の診断イベントを関連する診断情報とともに最大 5件まで表示できます。5 件以上の診断イベントが未処理の場合は、最優先に処理する必要のあるイベントが表示部に示されます。
ナビゲーション

Diagnostics（診断）→ Diagnostic list（診断リスト）

A0014006-EN

図 67. 現場表示器の診断リストの表示例

診断イベントの解決策を呼び出す方法：• 現場表示器の場合 → Endress+Hauser

97

取扱説明書
•J22 TDLAS ガスアナライザ

ウェブブラウザの場合 → 

9.8

9.8.1

イベントログブック
イベント履歴Events list（イベントリスト）サブメニューでは、発生したイベントメッセージの一覧を時系列に表示できます。
ナビゲーション
ントリスト）

Diagnostics（診断）→ Event logbook（イベントログブック）サブメニュー → Events list（イベA0014008-EN

図 68. 現場表示器のイベントリストの表示例

拡張 HistoROM アプリケーションパッケージでは、イベントリストに最大 100 件の項目が時系列で表示されます。
イベント履歴には、次の入力項目が含まれます。
• 診断イベント → • 情報イベント → 
各イベントの発生時間に加えて、そのイベントの発生または終了を示すシンボルが割り当てられます。
• 診断イベント• ：イベントの発生• ：イベントの終了• 情報イベント• ：イベントの発生
診断イベントの解決策を呼び出す方法：• 現場表示器の場合 → • ウェブブラウザの場合 → 

9.8.2

イベントログのフィルタ処理

Filter options（フィルタオプション）パラメータを使用して、Events list（イベントリスト）サブメニューに表示するイベントメッセージのカテゴリを設定できます。
ナビゲーションション）

Diagnostics（診断）→ Event logbook（イベントログブック）→ Filter options（フィルタオプ

フィルタカテゴリ

•
•
•
•
•
•

98

All（すべて）
Failure（故障）（F）
Function check（機能チェック）（C）
Out of Specification（仕様範囲外）（S）
Maintenance required（要メンテナンス）（M）
Information（情報）（I）

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

9.8.3

取扱説明書

情報イベントの概要

診断イベントとは異なり、情報イベントは診断リストには表示されず、イベントログブックにのみ表示されます。
選択項目

説明

選択項目

説明

I1000

--------（機器 OK）

I1513

ダウンロード終了

I1079

センサが交換された

I1514

アップロード開始

I1089

電源オン

I1515

アップロード終了

I1090

設定のリセット

I1618

I/O モジュール交換

I1091

設定の変更

I1619

I/O モジュール交換

I1092

HistoROM バックアップ削除

I1621

I/O モジュール交換I1137

電子部が交換された

I1622

校正の変更

I1151

履歴のリセット

I1625

書き込み保護の有効化

I1156

メモリエラートレンド

I1626

書き込み保護の無効化

I1157

メモリエラーイベントリスト

I1627

Web サーバーログイン成功

I1256

表示：アクセスステータスの変更

I1629

CDI ログイン成功

I1278

I/O モジュールの再起動

I1631

Web サーバーアクセスの変更

I1335

ファームウェア変更

I1632

ディスプレイログイン失敗

I1361

Web サーバーログインの失敗

I1633

CDI ログイン失敗

I1397

フィールドバス：アクセスステータスの変更

I1634

初期設定にリセット

I1398

CDI：アクセスステータスの変更

I1635

ご注文時の設定にリセット

I1440

メイン電子モジュール交換I1639

最大スイッチサイクル数に到達

I1442

I/O モジュール交換

I1649

ハードウェア書き込み保護の有効化

I1444

機器の検証パス

I1650

ハードウェア書き込み保護の無効化

I1445

機器の検証のフェール

I1712

新規フラッシュファイルの受信

I1459

I/O モジュールの検証失敗

I1725

センサの電子機器モジュール（ISEM）交換

I1461

センサの検証失敗

I1726

設定のバックアップ失敗

I1462

センサの電子機器モジュールの検証

I11201

SD カードの取外しI1512

ダウンロード開始

9.9

機器のリセット

機器リセットを使用すると、機器設定全体または設定の一部を規定した状態にリセットできます。

9.9.1

Device reset（機器リセット）パラメータの機能範囲

選択項目

説明

Cancel（中止）

何も実行せずにこのパラメータを終了します。

Restart device

再起動により、揮発性メモリ（RAM）に保存されているすべてのパラメータを初期設定にリセットし（機器の再起動）

Endress+Hauser

ます（例：測定値データ）。機器設定に変更はありません。

99

取扱説明書9.10

J22 TDLAS ガスアナライザ

機器情報

Device information（機器情報）サブメニューには、機器の識別に必要な各種情報を表示するすべてのパラメータが含まれます。
ナビゲーション

Diagnostics（診断）メニュー → Device information（機器情報）

Device information

Device tag
Serial number
Firmware version
Device name
Order code
Extended order code 1
Extended order code 2
ENP version

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

ユーザー入力

初期設定

Device tag

機器のタグを表示します。

最大 32 文字（英字、数字、特殊文字

J22 H2O MB

Serial機器のシリアル番号を表示します。

最大 11 文字の英数字で構成される–

Firmwareインストールされている機器のファームウェアバー

文字列の形式：xx.yy.zz–

Deviceコントローラの名称を表示します。

J22 H2O–

英字、数字、特定の句読記号（/ など）

–

文字列

–

文字列

–

文字列

2.02.00

numberversionname

Order code

ジョンを表示します。

機器のオーダーコードを表示します。

このオーダーコードは、アナライザ銘板の「オーExtended

拡張オーダーコードの前半部分を表示します。

1cd.」欄にも明記されています。

このオーダーコードはアナライザ銘板の「Ext. ord.

Extended

拡張オーダーコードの後半部分を表示します。この2欄にも明記されています。

order code
ENP

version100

文字列

この名称はアナライザ銘板にも明記されています。

ダーコード」欄に明記されています。
order code

（例：@、%、/）など）

オーダーコードはアナライザ銘板の「Ext. ord. cd.」
電子銘板（ENP）のバージョンを表示します。

で構成される文字列

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

9.11

取扱説明書

信号アラームインターフェースに応じて、以下のようにエラー情報が表示されます。

9.11.1

Modbus RS485 および Modbus TCP

フェールセーフモード

9.11.24～20 mA

以下から選択：• 現在値の代わりに NaN 値（非数）• 最後の有効値

電流出力 0/4～20 mA

フェールセーフモード

以下から選択：

•
•
•
•
•
•
•

4～20 mA、NAMUR 推奨 NE 43 に準拠
4～20 mA、US 仕様に準拠
最小値：3.59 mA
最大値：22.5 mA次の値間で任意に設定可能：3.59～22.5 mA
実際の値
最後の有効値

0～20 mA
フェールセーフモード

9.11.3• 最大アラーム：22 mA• 次の値間で任意に設定可能：0～20.5 mA

リレー出力

フェールセーフモード

9.11.4

以下から選択：以下から選択：• 現在のステータス• オープン• クローズ

現場表示器

プレーンテキスト表示

原因と対処法に関する情報

バックライト

赤のバックライトは機器エラーを示します。

ステータス信号は NAMUR 推奨 NE 107 に準拠します。

9.11.5••

インターフェース/プロトコル

デジタル通信経由：Modbus RS485 および Modbus TCP
サービスインターフェース経由
プレーンテキスト表示

9.11.6

原因と対処法に関する情報

Web サーバー

プレーンテキスト表示

Endress+Hauser

原因と対処法に関する情報

101

取扱説明書9.11.7

J22 TDLAS ガスアナライザ

発光ダイオード（LED）

ステータス情報

各種 LED でステータスを示します。

機器バージョンに応じて以下の情報が表示されます。
• 電源電圧がアクティブ• データ伝送がアクティブ• 機器アラーム/エラーが発生
発光ダイオードによる診断情報

9.12

プロトコル固有のデータ

プロトコル

Modbus アプリケーションプロトコル仕様 V1.1

応答時間

• 直接データアクセス：標準 25～50 ms• 自動スキャンバッファ（データ範囲）：標準 3～5 ms

機器タイプ

サーバー

サーバーアドレス範囲

1

1～247

信号送信アドレス範囲

1

0

機能コード

•
•
•
•
•
•

信号送信メッセージ

以下の機能コードで対応：

03: 保持レジスタの読み出し
04: 入力レジスタの読み出し
06: シングルレジスタへの書き込み
08: 診断16: 連続したレジスタへの書き込み
23: 連続したレジスタへの書き込みと読み込み• 06: シングルレジスタへの書き込み• 16: 連続したレジスタへの書き込み• 23: 連続したレジスタへの書き込みと読み込み対応ボーレート

1

•
•
•
•
•
•
•
•

1,200 BAUD
2,400 BAUD
4,800 BAUD
9,600 BAUD
19,200 BAUD
38,400 BAUD
57,600 BAUD
115,200 BAUD

優先プールの IP アドレス

IP アドレス

非アクティブタイムアウト

0～99 秒

最大接続数

1～4

データ転送モード• ASCII
1
• RTU
2
• TCP

データアクセス

各機器パラメータには、Modbus RS485 および Modbus TCP を介してアクセスできます。

1
2

1

Modbus RS485 のみ
Modbus TCP のみ

102

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

9.13

取扱説明書

一般トラブルシューティング

現場表示器用
エラー

原因

対策

現場表示器が暗く、出力信電源電圧が銘板に明記された値と異なる

正しい電源電圧 →  を印加する。

電源電圧の極性が正しくない

極性を正す。

接続ケーブルと端子の接続が確立されない

ケーブル接続を確認し、必要に応じて修正する。

端子が I/O 電子モジュールに正しく差し端子を確認する。

号がない

込まれていない 端子がメイン電子モジュールに正しく差し込まれていない

I/O 電子モジュールの故障 メイン電子モ

スペアパーツ →  を注文する。

表示部の設定が明るすぎる/暗すぎる•  +  を同時に押して、表示を明るくする。
•  +  を同時に押して、表示を暗くする。

表示モジュールのケーブルが正しく差し

メイン電子モジュールおよび表示モジュールにプ表示モジュールの故障

スペアパーツ →  を注文する。

現場表示器のバックライト

診断動作が「アラーム」の診断イベント対策を講じる。

現場表示器のメッセージ：

表示モジュールと電子モジュール間の通メイン電子モジュールと表示モジュール間のケー

ジュールの故障
現場表示器が暗いが、信号出力は有効な範囲内にある

込まれていないが赤い「通信エラー」

が発生している
信が中断された「電子モジュール確認」

出力信号用

ラグを正しく挿入する。

ブルとコネクタを確認する。
交換部品 →  を注文する。

エラー

原因

対策

信号出力が有効な範囲を超メイン電子モジュールの故障

スペアパーツ → 112 を注文する。

現場表示器に正しい値が表

設定エラー

パラメータ設定を確認し、修正する。

設定エラーまたは機器が用途範囲外で

1. パラメータ設定を確認し、修正する。
2. 技術データのリミット値を遵守してください。

えている

示されるが、信号出力が正しくない（有効な範囲内にはある）

機器の測定値が正しくない

アクセス用
エラー

使用されている原因パラメータへの書き込 ハードウェア書き込み保護が有効
みアクセス権がない対策
メイン電子モジュールの書き込み保護スイッチを OFF 位置 →  に設定する。

現在のユーザーの役割ではアクセス 1. ユーザーの役割 →  を確認する。
権が制限されている
2. 正しいユーザー固有のアクセスコード →  を入力する。
Modbus RS485 経由の Modbus RS485 ケーブルの終端処理 終端抵抗 →  を確認する。
通信が確立されないが正しくない通信インターフェースの設定が正し Modbus RS485 の設定 →  を確認する。
くないEndress+Hauser

103

取扱説明書エラー

J22 TDLAS ガスアナライザ
原因

対策

Modbus TCP 経由の通 Modbus TCP ケーブルの終端処理が正 終端抵抗 →  を確認する。
信が確立されない

しくない

通信インターフェースの設定が正し Modbus TCP の設定 →  を確認する。
くない

Web サーバーと接続 Web サーバーが無効できない—

コンピュータの Ethernet インター IT マネージャを使用してネットワーク設定を確認する。
フェースの設定が正しくない

Web サーバーと接続 IP が正しくない
できない1

IP アドレスが不明

1. ハードウェアのアドレス指定の場合：コントローラを開けて IP
アドレス設定を確認する（最後のオクテット）。
2. ネットワークマネージャを使用して J22 の IP アドレスを確認する。
3. IP アドレスが不明な場合は、DIP スイッチ番号 01 を ON に設定
し、機器を再起動して初期設定の IP アドレス 192.168.1.212 を入力する。

ウェブブラウザ設定「LAN にプロキ コンピュータのウェブブラウザ設定でプロキシサーバーの使用を無シサーバーを使用する」が有効効にする。Internet Explorer の例：

1. コントロールパネルの「インターネットオプション」を開く。
2. 「接続」タブを選択して「LAN の設定」をクリックする。
3. 「LAN の設定」でプロキシサーバーの使用を無効にし、「OK」
を選択して確定する。
機器とのアクティブなネットワーク • コンピュータで別のネットワーク接続が確立されていないかを確認し（WLAN も不可）、コンピュータへのネットワークアク接続とは別に、他のネットワーク接セスを伴う他のプログラムも閉じる。
続も使用されている• ドッキングステーションを使用する場合は、別のネットワーク
へのネットワーク接続がアクティブになっていないかを確認する。
ウェブブラウザがフ データ転送が作動中リーズし、操作できない

接続が失われたデータ転送または現在の動作が完了するまで待ってください。
1. ケーブル接続と電源を確認する。
2. ウェブブラウザの再読込みを行い、必要に応じて再起動する。

ウェブブラウザの内 ウェブブラウザの最適なバージョン 1. 適切なウェブブラウザバージョンを使用する。
容が不完全、または が使用されていない
2. ウェブブラウザのキャッシュを消去し、ウェブブラウザを再起動する。
読み取れない不適切な表示設定
ウェブブラウザの内 • JavaScript が有効になっていない
容が不完全、または • JavaScript を有効にできない
表示されない1

ウェブブラウザのフォントサイズ/表示比率を変更する。
1. JavaScript を有効にする。
2. IP アドレスとして http://XXX.XXX.X.XXX/basic.html を入力する。

Modbus TCP の場合

104

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

10. メンテナンス/サービス

技術員は危険なサンプルガスの取扱いに関する適切な知識を持ち、アナライザのサービス作業についてお客様が設定したすべての安全手順に従うことが求められます。これには、ロックアウト/タグアウトの手順、有毒ガスの監視手順、個人用保護具（PPE）の要件、火気使用許可、危険場所に設置するプロセス機器のサービス作業に関する安全性への懸念事項に対処するためのその他の予防措置などが含まれますが、これらに限定されるわけではありません。
作業員は、ガス/蒸気流にさらされる場合には安全装備（例：保護手袋、防護マスクなど）を着用する必要があり
ます。

10.1

洗浄および汚染除去

サンプリングラインを常に清潔に保つために、以下の手順を実行してください。

1. アナライザを設置して通常運転を行う前に、メンブレンフィルター（ほぼすべてのシステムに付属）が取り付けられていることを確認します。必要に応じてフィルターを交換してください。液体がセルに侵入し、内部オ
プティックに蓄積している場合、DC スペクトル出力範囲超過のエラーが生成されます。
2. 現場のロックアウト/タグアウト規則に準拠して、タップのサンプルバルブを閉じます。
3. アナライザのサンプル供給ポートからガスサンプリングラインを取り外します。
4. イソプロピル・アルコールまたはアセトンを使用してサンプリングラインを洗い流し、乾燥空気または乾燥窒
素を軽く当てて乾燥させます。
5. サンプリングラインから溶剤が完全に取り除かれたら、ガスサンプリングラインをアナライザのサンプル供給
ポートに再び接続します。
6. すべての接続にガス漏れがないことを確認します。漏液検出器の使用をお勧めします。

J22 TDLAS ガスアナライザ外部の清掃方法

ハウジングを清掃する場合は、静電気放電を防止するために必ず湿らせた布を使用してください。
 アナライザのハウジングやラベルの清掃には、酢酸ビニル、アセトン、その他の有機溶剤を使用しないでくだ
さい。

10.2

スペアパーツJ22 TDLAS ガスアナライザの使用に必要なすべてのパーツは、Endress+Hauser または認定代理店 →  から入手する必要があります。

10.3

トラブルシューティング/修理

メンブレンフィルターが正常に機能していることを確認します。液体がセルに侵入し、内部オプティックに蓄積している場合、DC スペクトル出力範囲超過のエラーが生成されます。

お客様またはお客様の代理業者が修理を行う場合、現場の関係書類にこれを記録し、監査人が確認できるよう保管しておく必要があります。

10.3.1

メンブレンフィルターの交換

1. サンプル供給バルブを閉めます。
2. メンブレンセパレーターのキャップを取り外します。

メンブレンフィルターが乾燥している場合：

3. 汚染物質や白色のメンブレンの変色の有無を確認します。汚染物質や変色が確認された場合、フィルターを交
4.
5.
6.
7.

換する必要があります。
O リングを取り外してメンブレンフィルターを交換します。
メンブレンフィルターの上に O リングを再び取り付けます。
再びメンブレンセパレーターにキャップを取り付けて締め付けます。
メンブレン上流側の液体汚染物質の有無を確認し、洗浄して乾燥させてからサンプル供給バルブを再び開きます。

Endress+Hauser

105

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

フィルター上に液体または汚染物質が検出された場合：
3.
4.
5.
6.
7.

液体を排出してイソプロピル・アルコールで洗浄します。
メンブレンセパレーターのベースから液体または汚染物質を除去します。
フィルターと O リングを交換します。
メンブレンセパレーターにキャップを取り付けて締め付けます。
メンブレン上流側の液体汚染物質の有無を確認し、洗浄して乾燥させてからサンプル供給バルブを再び開きます。

10.3.27 ミクロンフィルターの交換工具および金具類

1 in. スパナ
1 in. クローフットレンチ
トルクレンチ（73.4 N-m [650-in. lb]）•••

 有害な残留測定物がフィルター内に残っている可能性があります。
1. サンプル供給バルブを閉めます。
2. 有害成分の存在が疑われる場合は、サンプルシステムパージ → を実施します。
3. スパナを使用して本体を固定し、ボンネットを緩めます。

図 69. フィルター部を緩める
1
2

フィルター本体
フィルターボンネット

4. 下図に示すように、ボンネット、ガスケット、フィルターエレメントを取り外します。

▸ ガスケットを交換する場合は、古いガスケットを廃棄します。
▸ フィルターエレメントを交換する場合は、古いフィルターを廃棄します。

図 70. フィルターとガスケットの取外し
12フィルターエレメント
ガスケット

5. 古いフィルターエレメントを交換する場合は、イソプロピル・アルコールを使用してフィルターを洗浄します。
6. フィルターエレメントの開放端を本体に押し込みます。
7. ガスケットをボンネットシール面の中央に配置します。

106

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

図 71. ガスケットをボンネットシール面の中央に配置
1
2

ガスケット
ボンネットシール面

8. 本体のネジ山が見えなくなるまで、ボンネットを本体にねじ込みます。

本体にボンネットを完全にねじ込まないと、ガスケットがボンネットシール面の中央に配置されません。
9. スパナを使用して本体を固定し、62.2 Nm（550 in-lb）のトルクでボンネットを締め付けます。試運転により正常に動作するかどうかを確認します。

10.3.3

セルミラーの洗浄汚染がセルにまで進行し、内部オプティックに汚染物質が蓄積している場合、DC スペクトル出力範囲超過のエ
ラーが生成されます。ミラーの汚染が疑われる場合は、ミラーを洗浄する前に当社サービスにお問い合わせください。当社が洗浄をお勧めした場合は、以下の手順を実行してください。
不可視レーザー光 サンプルセルホルダには、低出力、最大 10 mW、波長 750～3000 nm、CW クラス 3b の不可視レーザーが含まれます。電源がオフの場合を除き、サンプルセルフランジまたは光学式ホルダを開けないでください。
 この手順は必要な場合に限り実行するものであり、定期メンテナンス作業には含まれません。システムの保証が無効になることを回避するために、ミラーの洗浄を行う前に当社サービス →  にお問い合わせください。
 サンプル調整システム（SCS）なしのアナライザの場合は、手順 4 と 16 を無視してください。

工具および用具類
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

®

®

®

レンズ清掃用クロス（ColeParmer EW-33677-00 TEXWIPE Alphawipe Low-Particulate Clean Room Wipes または同等製品）®
試薬グレードのイソプロピル・アルコール（ColeParmer EW-88361-80 または同等製品）®
小液滴ディスペンサボトル（Nalgene 2414 FEP Drop Dispenser Bottle または同等製品）
耐アセトン手袋（North NOR CE412W Nitrile Chemsoft™ CE Clean room Gloves または同等製品）
止血鉗子（FFisherbrand™ 13-812-24 Rochester-Pean Serrated Forceps）
バルブブロワーまたは乾燥圧縮空気/窒素
トルクレンチ3 mm 六角ドライバ
ガス漏れ防止グリース
懐中電灯

プロセスサンプルは可燃性/毒性濃度の有害物質を含んでいる可能性があります。
 作業員は SCS を稼働する前に、サンプル含有成分の物理的特性と安全対策を十分に理解しておく必要があります。
 すべてのバルブ、調整器、スイッチなどを現場のロックアウト/タグアウト手順に準拠して使用する必要があります。
1. アナライザの電源を切ります。
2. SCS をプロセスサンプルタップから取り外します。
3. 可能な場合は、窒素を使用してシステムを 10 分間パージしてください。

Endress+Hauser

107

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

4. SCS エンクロージャー下面にある、エンクロージャー内の測定セルを覆うプレートを取り外して横に置いておきます。ネジをなくさないようにしてください。

図 72. 測定セルプレートの位置
1 SCS エンクロージャー下面の測定セルプレート

5. 3 mm 六角ドライバを使用してミラーホルダをセルからゆっくり取り外し、六角穴付きボルトを取り外して清潔で安定した平らな面に置きます。

 常に光学式ホルダの枠部分を持ってください。ミラーのコーティング面に手を触れないでください。
6. 洗浄用具を準備します。

a. 懐中電灯を使用して上部窓からサンプルセルの内側を点検し、上部窓に汚染物質が存在しないことを確認します。
b. 清潔な耐アセトン手袋を着用します。
c. 清潔なレンズ清掃用クロスを二重に折り重ねて、折り重ねた部分の周辺を止血鉗子または手の指でしっかりと持ち、「ブラシ」のような形を作ります。
7. イソプロピル・アルコールをミラーに数滴垂らし、ミラーを回転させてミラーの表面全体に液体を均一に広げます。
8. 清掃用クロスを優しく均一に押し込みながら、ミラーの端から端まで同一方向に 1 回だけ拭き取り、汚染物質を取り除きます。クロスを廃棄します。
 特に乾燥したティッシュなどで光学面をこすらないように注意してください。これにより、コーティングが損なわれたり、コーティング面に傷が付いたりする場合があります。
9. 再び清潔なレンズ清掃用クロスを使用して、1 回目の拭き取りで残った縞状の跡を拭き取ります。必要に応じて、ミラー上の目に見える汚れがなくなるまでこの手順を繰り返します。

10. ミラーのコンポーネントを交換します。

a. O リングを交換して微量のグリースを塗布します。所定の位置に固定されていることを確認します。
b. 再びミラーホルダをセルに慎重に取り付けます（最初の向きを保持する必要はありません）。
c. 六角穴付きボルトを 3.5 Nm（30 in-lbs）のトルクレンチで均等に締め付けます。
d. 再びプレートを SCS エンクロージャーの外側に取り付けます。

108

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

10.3.4

取扱説明書

エンクロージャーのパージ（オプション）

オプションのエンクロージャーパージは、サンプルガスが高濃度の H2S を含有する場合に実行します。
J22 TDLAS ガスアナライザのメンテナンスが必要な場合は、エンクロージャーのドアを開ける前に下記の 2 つの方法のいずれかを実行してください。

ガスセンサを使用したエンクロージャーのパージ：
 プロセスガス流内の有毒成分に基づいて、適切なセンサが使用されていることを確認してください。
1. システムにサンプルガスが継続的に流れるようにします。
2. エンクロージャーの右下側にある排気口の T 型調整キャップを開き、センサを挿入してエンクロージャー内部の H2S の有無を測定します。
3. 有害ガスが検出されなかった場合は、エンクロージャーのドアを開く手順に進んでください。
4. 有害ガスが検出された場合は、以下の手順に従ってエンクロージャーをパージしてください。

ガスセンサを使用しないエンクロージャーのパージ：
1.
2.
3.
4.
5.

システムへのサンプルガスの供給を停止します。
エンクロージャーの右上側にあるパージ入口にパージガスを接続します。
エンクロージャーの右下側にある排気口を開き、通気管を安全区域に接続します。
毎分 2 リットルのパージガスを注入します。
22 分間、パージを行います。

サンプルシステムのパージ（オプション）:
1.
2.
3.
4.
5.

アナライザへのガス供給を停止します。
ベントおよびバイパス（使用している場合）が開いていることを確認します。
パージガスをポート（12）→  に接続します。
バルブ（2）→  をプロセスからパージに切り替えます。
流量を毎分 1 リットルに設定し、安全のために 10 分以上パージを実行します。

修理の検証

修理が正しく完了した場合、システムのアラームが表示されなくなります。

10.4

断続運転

短期間、アナライザを保管または停止する場合は、測定セルとサンプル調整システム（SCS）を分離するための手順を実行してください。
1. 以下の手順に従い、システムをパージします。
a. プロセスガスフローを遮断します。
b. すべての残留ガスをラインから放出します。
c. 窒素（N2）パージ供給を規定のサンプル供給圧力に調整し、サンプル供給ポートに接続します。
d. 低圧側のフレアベントまたは大気ベントへのサンプル流量を制御するバルブがすべて開いていることを確認します。
e. パージ供給をオンにしてシステムをパージし、残留プロセスガスを除去します。
f. パージ供給をオフにします。
g. すべての残留ガスをラインから放出します。
h. 低圧側のフレアベントまたは大気ベントへのサンプル流量を制御するすべてのバルブを閉めます。
2. 電源を切り、アナライザシステムから配線を取り外します。
a. システムの電源を切ります。
 スイッチまたは遮断器の電源が切れていることを確認します。 スイッチまたは遮断器が南京錠で OFF 位
置に固定されていることを確認します。
b. すべてのデジタル/アナログ信号が監視場所でオフになっていることを確認します。
c. アナライザの相線と中性線を取り外します。
d. アナライザシステムの保護接地線を取り外します。
Endress+Hauser

109

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

3. 配管と信号のすべての接続を取り外します。
4. すべての入口と出口に蓋をして、粉塵や水などの異物がシステムに侵入することを防止します。
5. アナライザに粉塵、オイル、異物などが存在しないことを確認します。洗浄および汚染除去 →  の指示に従ってください。
6. 可能な場合は機器納入時の梱包材を使用して機器を梱包します。機器納入時の梱包材を使用できない場合は、機器を適切に固定してください（過度の衝撃や振動から機器を保護するため）。
7. アナライザを工場に返送する場合は、Endress+Hauser が提供する汚染除去フォームに記入し、指示に従って梱包の外側に貼付してから返送 →  してください。

10.5

梱包、輸送、保管

J22 TDLAS ガスアナライザシステムおよび補助装置は、適切に梱包されて工場から出荷されます。サイズと質量に応じて、梱包にはボール紙製の容器やパレットに積載された木箱などが使用されます。出荷用の梱包時に、すべての入口と通気口に蓋が取り付けられて保護されています。短期間であってもシステムの輸送や保管を行う場合は、納入時の梱包材を使用してシステムを梱包する必要があります。
アナライザを設置および/または稼働した場合（デモ用の稼働であっても）、アナライザの電源を切る前にシステ
ムの汚染除去（不活性ガスによるパージ）を行う必要があります。
プロセスサンプルは可燃性/毒性濃度の有害物質を含んでいる可能性があります。

 作業員はアナライザの設置、運転、メンテナンスを行う前に、サンプルの物理的特性と安全対策を十分に理解しておく必要があります。

アナライザの輸送または保管の準備

プロセスガスフローを遮断します。
すべての残留ガスをラインから放出します。
エンクロージャー付きシステムの場合は、エンクロージャーパージ（オプション）を行います。
パージ供給（N2）を規定のサンプル供給圧力に調整し、サンプル供給ポートに接続します。
低圧側のフレアベントまたは大気ベントへのサンプル流量を制御するバルブがすべて開いていることを確認します。
6. パージ供給をオンにしてシステムをパージし、残留プロセスガスを除去します。
7. パージ供給をオフにします。
8. すべての残留ガスをラインから放出します。
9. 低圧側のフレアベントまたは大気ベントへのサンプル流量を制御するすべてのバルブを閉めます。
10. システムの電源を切ります。
11. 配管と信号のすべての接続を取り外します。
12. 納入時に梱包の一部として提供されたフィッティングを使用して、すべての入口、出口、ベント、グランド開
口部に蓋をします（粉塵や水などの異物がシステムに侵入することを防止するため）。
13. 可能な場合は機器納入時の梱包材を使用して機器を梱包します。機器納入時の梱包材を使用できない場合は、機器を適切に固定してください（過度の衝撃や振動から機器を保護するため）。
14. アナライザを工場に返送する場合は、汚染除去フォームの 当社サービスへのお問合せ をご確認の上、当社サー
ビスにお問い合わせください。返送する前に、指示に従ってフォームを梱包の外側に貼付してください。
1.
2.
3.
4.
5.

保管
梱包済みのアナライザを -20～+50 °C（-4～+122 °F）に温度管理された保護環境で保管し、雨や雪、腐食環境にさらされないようにしてください。

110

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

10.6

取扱説明書

当社サービスへのお問合せサービスについては、当社ウェブサイト（https://www.endress.com/contact）からお近くの販売代理店をご確認の上、そちらにお問い合わせください。

10.6.1

当社サービスへのお問合せの前に

当社サービスにお問合せいただく前に、以下の情報を用意してお問合せと一緒にお送りください。
• アナライザのシリアル番号（SN）• ご連絡先の情報• 問題またはご質問の説明
上記の情報を提供していただけると、お客様の技術的なご要望に迅速に対応することができます。

10.6.2

工場への返却

アナライザまたはコンポーネントを返却する必要がある場合は、工場に返却する前に当社サービスから Service
Repair Order（SRO）番号を取得してください。当社サービスでは、現場でのアナライザのサービス作業が可能か、または工場に返却する必要があるかを判断させていただきます。返送先につきましては、すべて下記の住所をご指定ください。
エンドレスハウザー ジャパン株式会社〒183-0036
東京都府中市日新町 5-70-3

10.7

免責事項

Endress+Hauser は、本機器の使用により生じた間接的損害に対して一切の責任を負いません。当社の責任は欠陥のあるコンポーネントの交換および/または修理に限定されます。
本書には著作権保護の対象となる情報が含まれます。Endress+Hauser の書面による事前の同意なしに、本書のいかなる部分も形式を問わず複写または複製することを禁止します。

10.8

保証

製品出荷日から 18 ヶ月間または製品稼働後 12 ヶ月間のいずれか早く満了する期間において、Endress+Hauser は販売するすべての製品に対して、適切に設置およびメンテナンスを実施した場合、通常の使用およびサービスにおける材料および製造上の欠陥がないことを保証します。保証違反に対する Endress+Hauser の唯一の責任およびお客 様 の 唯 一 の 排 他 的 な 救 済 措 置 は 、 Endress+Hauser に よ る 当 該 製 品 ま た は 部 品 の 修 理 ま た は 交 換（Endress+Hauser の自己裁量に基づく）であり、Endress+Hauser の工場に製品または部品を返却する費用についてはお客様の負担となります。本保証は、欠陥の判明後、保証期間内にお客様が書面にて欠陥製品の説明とともにEndress+Hauser に速やかに通知した場合に限り適用されます。製品は Endress+Hauser が発行した返品確認番号（SRO）を添付する場合に限り、お客様が返却できるものとします。お客様が返却した製品の輸送費はお客様のご負担となります。Endress+Hauser は、保証期間内に修理された製品に対してお客様に輸送費を返金します。保証対象外の製品が修理のために返却された場合は、すべての輸送費に加え、Endress+Hauser の標準修理代金が適用されます。

Endress+Hauser

111

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

11. スペアパーツ
11.1

コントローラ

7

2

8, 9
10
11

3

12

1

13
14

4
5
6

図 73. コントローラのスペアパーツ#

E+H マテリアル

SpectraSensors

説明1

70188831

1100002245

キット、保護カバー270188832

1100002246

キット、表示モジュール

3

70188828

1100002242

キット、ガラスカバー、アルミニウム

470188834

1100002248

キット、接続端子、オプション RS485

570188835

1100002249

キット、メモリ、T-DAT

6

70188818

1100002232

キット、センサ基板 01

770188837

1100002251

キット、電源、AC 100～230 V

770188838

1100002252

キット、電源、DC 24 V

870188839

1100002253

キット、I/O モジュール、設定可能 I/O

970188840

1100002254

キット、I/O モジュール、リレー出力

1070188841

1100002255

キット、I/O モジュール、スロット 1、RS485

10-1100002290

キット、I/O モジュール、スロット 1、RJ45

1170188833

1100002247

キット、モジュールカートリッジ

1270188829

1100002243

キット、カバー、電子回路、アルミニウム

1370188836

1100002250

キット、メモリ、マイクロ SD カード

1470188819

1100002233

キット、ケーブル、コントローラセンサ

112

番号

部品番号

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

11.2

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

15
18

16

19

17

図 74. J22 アナライザのスペアパーツ#

E+H マテリアル

SpectraSensors

説明

1570188820

1100002234

キット、カバー、光学ヘッドエンクロージャー

16

70188825

1100002239

キット、圧力センサ、デジタル

1770188822

1100002236

キット、ミラー、平面

1870188824

1100002238

キット、光学ヘッド 01、校正済み

1970188821

1100002235

キット、セル配管とミラー、0.8 m

番号Endress+Hauser

部品番号

113

取扱説明書11.3

J22 TDLAS ガスアナライザ

パネル取付型 J22 TDLAS ガスアナライザ

 サンプル調整システム（SCS）のコンポーネントとレイアウトは、パネルとエンクロージャーの両方のモデル構成で類似しています。

20
21
22

23

図 75. パネル取付型 J22 のスペアパーツ#

E+H マテリアル

SpectraSensors

説明

2070188845

1100002259

キット、メンブレンセパレーター

2070188846

1100002260

キット、メンブレンセパレーター、素子

2170188850

1100002264

キット、圧力調整器、Parker

2170188852

1100002266

キット、修理、圧力調整器

2270188849

1100002263

キット、リリーフバルブ

2370188848

1100002262

キット、チェックバルブ

114

番号

部品番号

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

11.4

取扱説明書

エンクロージャー組込型 J22 TDLAS ガスアナライザ

24
25
26

図 76. エンクロージャー組込型 J22 のスペアパーツ#

E+H マテリアル

SpectraSensors

説明

24

-

1100002281

キット、流量計、Krohne、外装付き、フロースイッチ（ATEX）付き

24-

1100002282

キット、流量計、Krohne、外装付き、フロースイッチ（CSA）付き

24, 25-1100002276

キット、流量計、King、ガラス

24, 25-1100002277

キット、流量計、Krohne、ガラス

24, 25-1100002278

キット、流量計、King、外装付き

24, 25-1100002279

キット、流量計、Krohne、外装付き

26

70188857

1100002271

キット、ヒーター、ATEX/IECEx（エンクロージャー組込型 SCS モデルのみ）

26

70188858

1100002272

キット、ヒーター、CSA（エンクロージャー組込型 SCS モデルのみ）-

70188856

1100002270

キット、流量制限器--

1100002229

キット、メートル法取付器具

番号

部品番号

11.4.1

一般#

E+H マ テ リ ア ル

SpectraSensors

説明-

70156817

219900007

キット、洗浄ツール、光学セル（米国/カナダのみ）-

70156818

219900017

キット、洗浄ツール、光学セル、化学薬品不使用（国際標準）

番号

Endress+Hauser

部品番号

115

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

11.5

コントローラのスペアパーツの詳細

11.5.1センサ電子回路、E+H マテリアル番号 70188818（SS P/N 1100002232）

内容

ISEM 電子モジュール•

11.5.2

コントローラ-センサケーブル、E+H マテリアル番号 70188819（SS P/N 1100002233）

内容

ケーブル、P3 - ISEM MCU デジタルボード•

11.5.3

光学ヘッドエンクロージャーカバー、E+H マテリアル番号 70188820（SS P/N 1100002234）

内容
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

カバー、光学ヘッドエンクロージャー
O リング、バイトン
ソケットネジ、M4-0.7 x 8（4）ロックワッシャ（4）接地ケーブル
外歯ワッシャ
ソケットネジ、M4-0.7 x 6116

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

11.5.4

取扱説明書

0.8m セル配管とミラー、E+H マテリアル番号 70188821（SS P/N 1100002235）

内容
1.
2.
3.
4.
5.
6.

セル配管、0.8 m
ソケットネジ、M4-0.7 x 16（4）ロックワッシャ（4）O リング、バイトン
テーパー型ビニルプラグ
ビニルキャップ セル配管をアナライザに取り付ける場合、ネジ（項目 2）を 4.5 Nm（39.8 lb-in）のトルクで締め付けてください。
 取り付ける前に、O リング（項目 4）に Syntheso Glep 1 または同等の潤滑剤を塗布してください。
 ご要望に応じて NACE および MTR レポートを入手可能です。

11.5.5平面ミラー、E+H マテリアル番号 70188822（SS P/N 1100002236）

内容
1.
2.
3.
4.

ミラー、0.8 m
ソケットネジ、M4-0.7 x 14（3）ロックワッシャ（3）O リング、バイトン

 ミラーをセル配管に取り付ける場合、ネジ（項目 2）を 2.6 Nm（23 lb-in）のトルクで締め付けてください。
 取り付ける前に、O リング（項目 4）に Syntheso Glep 1 または同等の潤滑剤を塗布してください。
 ご要望に応じて NACE および MTR レポートを入手可能です。

Endress+Hauser

117

取扱説明書11.5.6

J22 TDLAS ガスアナライザ

校正済み光学ヘッド、E+H マテリアル番号 70188824（SS P/N 1100002238）

内容1. 光学ヘッド
2. O リング、バイトン
3. テーパー型ビニルプラグ

 O リング（項目 2）は、光学ヘッドエンクロージャー内の O リング用の溝に取り付けます。取り付ける前に O
リングに軽く潤滑剤を塗布してください。
 取り付ける前に、O リング（項目 2）に Syntheso Glep 1 または同等の潤滑剤を塗布してください。
 ご要望に応じて NACE および MTR レポートを入手可能です。

11.5.7

デジタル圧力センサ、E+H マテリアル番号 70188825（SS P/N 1100002239）

内容

1. 圧力センサ、デジタル
2. ケーブルアセンブリ、圧力、デジタル

 取り付ける前に、圧力センサのネジに Syntheso Glep 1 または同等の潤滑剤を塗布してください。
 CRN に準拠したコンポーネントです。

11.5.8

スペクトロメータシール、E+H マテリアル番号 70188826（SS P/N 1100002240）

内容
1.
2.
3.
4.

O リング、バイトン、#159、4.987 x 0.103
O リング、バイトン、#164、6.237 x 0.103
O リング、バイトン、#025、1.176 x 0.070
O リング、バイトン、1 x 0.070

118

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ







取扱説明書

O リング（項目 1）は、光学ヘッドエンクロージャーのカバーに取り付けます。
O リング（項目 2）は、光学ヘッドエンクロージャーに取り付けます。
O リング（項目 3）は、セル配管に取り付けます。
O リング（項目 4）は、0.1 m 金属ミラーに取り付けます。
取り付ける前に、すべての O リングに Syntheso Glep 1 または同等の潤滑剤を塗布してください。

11.5.9

サービス用工具、E+H マテリアル番号 70188827（SS P/N 1100002241）

内容

1. TIO トルクス、全長 3"2. ¼ in. 六角シャンク、六角サイズ 3 mm
3. 伸縮ドライバ、最大 156 in-lb

11.5.10 ガラスカバー、E+H マテリアル番号 70188828（SS P/N 1100002242）

内容

1. カバー
2. O リング 取り付ける前に O リングに Syntheso Glep 1 または同等の潤滑剤を塗布してください。

11.5.11 電子回路カバー、E+H マテリアル番号 70188829（SS P/N 1100002243）

内容

1. カバー
2. O リング 取り付ける前に O リングに Syntheso Glep 1 または同等の潤滑剤を塗布してください。
Endress+Hauser

119取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

11.5.12 保護カバー、E+H マテリアル番号 70188831（SS P/N 1100002245）

内容
1.
2.
3.
4.

カバー、ディスプレイホルダ
端子部カバー
ネジ、トルクス M4 x 10 mm
ラベル

11.5.13 表示モジュール、E+H マテリアル番号 70188832（SS P/N 1100002246）

内容1. 表示モジュール
2. カバー、ディスプレイ用コネクタ
3. リボンケーブルアセンブリ

11.5.14 モジュールカートリッジ、E+H マテリアル番号 70188833（SS P/N 1100002247）

内容

1. 電子モジュール搬送回路
2. カバー、電子モジュール

120

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

11.5.15 接続端子、E+H マテリアル番号 70188834（SS P/N 1100002248）

内容

1. 電源端子コネクタ、2 極
2. I/O2 および 3 端子コネクタ、4 極
3. I/O1 端子コネクタ、2 極 コネクタ 1、2、3 は RS485 オプションに使用します。
 コネクタ 1 および 2 は RJ45 オプションに使用します。

11.5.16 T-DAT メモリ、E+H マテリアル番号 70188835（SS P/N 1100002249）

内容

1. PCBA、DAT 変換器

11.5.17 マイクロ SD カードメモリ、E+H マテリアル番号 70188836（SS P/N 1100002250）

内容

1. PCBA、マイクロ SD カード

Endress+Hauser

121

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

11.5.18 電源、AC 100～230 V、E+H マテリアル番号 70188837（SS P/N 1100002251）

内容

1. PCBA、電源 AC 100～230 V

11.5.19 電源、DC 24 V、E+H マテリアル番号 70188838（SS P/N 1100002252）

内容

1. PCBA、電源 DC 24 V

11.5.20 設定可能 I/O モジュール、E+H マテリアル番号 70188839（SS P/N 1100002253）

内容

1. PCBA、I/O ボード、設定可能 I/O

122Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

11.5.21 リレー出力 I/O モジュール、E+H マテリアル番号 70188840（SS P/N 1100002254）

内容

1. PCBA、I/O ボード、リレー出力

11.5.22 RS485 スロット 1 I/O モジュール、E+H マテリアル番号 70188841（SS P/N 1100002255）

内容

1. PCBA、CPU/モデム、スロット 1 RS485

11.5.23 RJ45 スロット 1 I/O モジュール、1100002290

内容

1. PCBA、CPU/モデム、スロット 1 RJ45

Endress+Hauser

123

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

11.6

サンプル調整システムのスペアパーツの詳細

11.6.1

アナライザガスフィッティング、E+H マテリアル番号 1100002256（SS P/N 1100002256）

A-1

A、A-1
B、B-1
C、C-1
D、D-1

B-1

C-1

D-1

エリア A の詳細
エリア B の詳細
エリア C の詳細
エリア D の詳細

内容
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

コネクタフィッティング
シールワッシャ中空六角プラグ。1/8 in. NPTM 項目 3 はセル配管上の A-1 の項目 1 と 2 の背面にあります。
シール六角プラグ M12 x 1.5、O リング（3）¼ TF プラグ（2）コネクタフィッティング
テープ、第 3 シール TFE
コネクタフィッティング
1/8 in. プラグ







設置時にすべてのコネクタとプラグにテープ（項目 8）を 2～3 回巻き付けてください。
中空六角プラグ（項目 3）を 2.6 Nm（23 lb-in）のトルクで締め付けます。
シール六角プラグを 7.0 Nm（62 lb-in）のトルクで締め付けます。
ご要望に応じて NACE および MTR レポートを入手可能です。
CRN に準拠したコンポーネントです。

11.6.2

パージ付き ¼ in. I/O コネクタ、E+H マテリアル番号 1100002257（SS P/N 1100002257）

内容

1. 配管、ユニオンバルクヘッド ¼ TF（6） スエージ加工された ¼ in. バルクヘッドにナットを 12.0 Nm（106 lb-in.）のトルクで締め付けます。
 ご要望に応じて NACE および MTR レポートを入手可能です。
 CRN に準拠したコンポーネントです。

124

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

11.6.3

取扱説明書

パージなし ¼ in. I/O コネクタ、E+H マテリアル番号 70188844（SS P/N 1100002258）

内容

1. 配管、ユニオンバルクヘッド ¼ TF（5） スエージ加工された ¼ in. バルクヘッドにナットを 12.0 Nm（106 lb-in.）のトルクで締め付けます。
 ご要望に応じて NACE および MTR レポートを入手可能です。
 CRN に準拠したコンポーネントです。

11.6.4

メンブレンセパレーター、E+H マテリアル番号 70188845（SS P/N 1100002259）

内容1. 皿頭プラスネジ #10-32 x 0.500（2）2. 圧力調整器用ブラケット
3. 雄ネジエルボ（2）4. ポートコネクタ ¼ TF
5. コネクタフィッティング
6. 平ワッシャ（4）7. ロックワッシャ（4）8. ソケットネジ、M4-0.7 x 25（4）9. テープ、第 3 シール TFE
10. チューブナット、¼ TF
11. テーパー型ビニルプラグ（3）






設置時にすべてのコネクタにテープを 2～3 回巻き付けてください。
ご要望に応じて NACE および MTR レポートを入手可能です。
ポートコネクタ（項目 4）は現場で取り付けます。
CRN に準拠したコンポーネントです。

Endress+Hauser

125

取扱説明書11.6.5

J22 TDLAS ガスアナライザ

メンブレン素子キット、E+H マテリアル番号 70188846（SS P/N 1100002260）

内容

1. フィルターキット、タイプ 7
2. O リング、バイトン、Genie 120

 取り付ける前に、O リング（項目 2）に Syntheso Glep 1 または同等の潤滑剤を塗布してください。
 CRN に準拠したコンポーネントです。

11.6.6

7 ミクロンフィルター、E+H マテリアル番号 1100002261（SS P/N 1100002261）

内容
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

フィルター、T タイプ
ブラケット、Swagelok T フィルター
ロックワッシャ（2）ソケットネジ、M4-0.7 x 8（2）
なべ頭プラスネジ、M5-0.8（2）ロックワッシャ（2）テーパー型ビニルプラグ（2）






ネジ（項目 4）は 2.6 Nm（23 lb-in）のトルクで締め付けます。
ネジ（項目 5）は 5.1 Nm（45.1 lb-in）のトルクで締め付けます。
ご要望に応じて NACE および MTR レポートを入手可能です。
CRN に準拠したコンポーネントです。

11.6.7

チェックバルブ、E+H マテリアル番号 70188848（SS P/N 1100002262）

内容

1. チェックバルブ

 ご要望に応じて NACE および MTR レポートを入手可能です。
 CRN に準拠したコンポーネントです。
126

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

11.6.8

取扱説明書

リリーフバルブ、E+H マテリアル番号 70188849（SS P/N 1100002263）

内容

1. リリーフバルブ ご要望に応じて NACE および MTR レポートを入手可能です。
 リリーフバルブは 350 kPa（50 PSIG）用に設定する必要があります。設置前に確認してください。

11.6.9Parker 圧力調整器、E+H マテリアル番号 70188850（SS P/N 1100002264）

内容

1. 圧力調整器
2. 平ワッシャ（4）3. ロックワッシャ（4）4. ソケットネジ、M4-0.7 x 14（4）5. 雄ネジエルボ（2）6. ブラケット、圧力調整器
7. 圧力計
8. 皿頭プラスネジ、#10-32 x 0.500（2）9. チューブナット、¼ TF
10. ポートコネクタ、¼ TF
11. テープ、第 3 シール TFE








設置前に雄ネジエルボ（項目 5）にテープ（項目 9）を 2～3 回巻き付けてください。
ネジ（項目 4）は 2.6 Nm（23 lb-in）のトルクで締め付けます。
ネジ（項目 8）は 11.0 Nm（97.4 lb-in）のトルクで締め付けます。
ご要望に応じて NACE および MTR レポートを入手可能です。
CRN に準拠したコンポーネントです。
項目 9 および 10 は緩んだ状態で出荷されます。

Endress+Hauser

127

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

11.6.10 ネオン圧力調整器、E+H マテリアル番号 70188852（SS P/N 1100002266）

内容

1. 圧力調整器
2. 平ワッシャ（4）3. ロックワッシャ（4）4. ソケットネジ、M4-0.7 x 14（4）5. 雄ネジエルボ（2）6. ブラケット、圧力調整器
7. 圧力計
8. 皿頭プラスネジ、#10-32 x 0.500（2）9. チューブナット、¼ TF
10. ポートコネクタ、¼ TF
11. テープ、第 3 シール TFE







設置前に雄ネジエルボ（項目 5）にテープ（項目 9）を 2～3 回巻き付けてください。
ネジ（項目 4）は 2.6 Nm（23 lb-in）のトルクで締め付けます。
ネジ（項目 8）は 11.0 Nm（97.4 lb-in）のトルクで締め付けます。
ご要望に応じて NACE および MTR レポートを入手可能です。
項目 9 および 10 は緩んだ状態で出荷されます。

11.6.11 流量制限器、E+H マテリアル番号 70188856（SS P/N 1100002270）

内容1. 流量制限器

 ご要望に応じて NACE および MTR レポートを入手可能です。
 CRN に準拠したコンポーネントです。

128

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

11.6.12 ATEX/IECEx ヒーター、E+H マテリアル番号 70188857（SS P/N 1100002271）
配線アセンブリ：（下記の配線図を参照）

接地ネジ

配線図

内容

1. ソケットネジ、M5-0.8 x 50（3）2. ロックワッシャ（3）3. 平ワッシャ（3）4. ヒーター5. ラベル、端子台
6. 接地ケーブル 緑色/黄色
7. ロックフォーク端子（6）8. サーモスタット
9. 熱伝導グリース
10. ラベル、端子台
11. 端子台

A
L
N

茶色
G

A
B
C
BR
BL

BR
BL
BL
G/Y
G/Y

B

C

AC 100～240 V ± 10%、50/60 HZ、主電源
ヒーター
G/Y 緑色/黄色
サーモスタット L
ライン
茶色線
N
ニュートラル
青色線
G接地 ネジ（項目 1）は 5.1 Nm（45.1 lb-in）のトルクで締め付けます。
 圧着端子は、Panduit CT-1550 または同等の工具を使用して製造者仕様を遵守してください。
 ヒータープレートに設置するときに、ヒーターブロック（項目 4）の底面に熱伝導グリース（項目 9）を 0.1 mm
厚さで均一に塗布します。
 サービス技術員が入力電源を設置する必要があります。
 技術員が現場で設置する必要のある項目については配線図の破線を参照し、工場設置済みのコンポーネントについては実線を参照してください。
 ヒーターおよびサーモスタットの接地線には、同じフォーク端子を使用します。

11.6.13 CSA ヒーター、E+H マテリアル番号 70188858（SS P/N 1100002272）
配線アセンブリ：（下記の配線図を参照）

接地ネジ

Endress+Hauser

129

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

内容

配線図

1. ソケットネジ、M5-0.8 x 50（3）2. ロックワッシャ（3）3. 平ワッシャ（3）4. ヒーター
5. 端子台ラベル
6. 接地ケーブル
7. ロックフォーク端子（6）8. サーモスタット
9. 熱伝導グリース
10. 端子台ラベル
11. 端子台

A
L

N
G

BR

B

BL
BR
BL
G/Y
C

A

AC 100～240 V ± 10%、50/60 HZ、
主電源ヒーター
G/Y 緑色/黄色
サーモスタット L
ライン
茶色線
N
ニュートラル
青色線
G接地 ネジ（項目 1）は 5.1 Nm（45.1 lb-in）のトルクで締Bめ付けます。
C 圧着端子は、Panduit CT-1550 または同等の工具を使BR用して製造者仕様を遵守してください。
BL ヒータープレートに設置するときに、ヒーターブ
ロック（項目 4）の底面に熱伝導グリース（項目12）を 0.1 mm 厚さで均一に塗布します。
 サービス技術員が入力電源を設置する必要があります。
 技術員が現場で設置する必要のある項目については配線図の破線を参照し、工場設置済みのコンポーネントについては実線を参照してください。
 ヒーターおよびサーモスタットの接地線には、同じフォーク端子を使用します。

11.6.14 King ガラス流量計、SS P/N 1100002276

A

金具は、ブラケットへの流量計取付けとパネルへのブラケット取付けに使用します。

内容
1.
2.
3.
4.

流量計、King、ガラス
平ワッシャ（4）ロックワッシャ（4）ソケットネジ、M4-0.7 x 10（4） ネジ（項目 4）は 2.6 Nm（23 lb-in）のトルクで締め付けます。

130

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

11.6.15 Krohne ガラス流量計、SS P/N 1100002277

A
B

ブラケットへの流量計取付用の金具パネルへのブラケット取付用の金具

内容
1.
2.
3.
4.
5.

流量計、Krohne、ガラス
平ワッシャ（2）ロックワッシャ（2）ソケットネジ、M4-0.7 x 10（2）皿頭ネジ、M4-0.7 x 10（2） ネジ（項目 4）は 2.6 Nm（23 lb-in）のトルクで締め付けます。
 ネジ（項目 5）は 2.6 Nm（23 lb-in）のトルクで締め付けます。

11.6.16 King 外装付き流量計、SS P/N 1100002278

A
B

ブラケットへの流量計取付用の金具パネルへのブラケット取付用の金具

内容
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

流量計、King、外装付き
平ワッシャ（2）ロックワッシャ（2）ソケットネジ、#10-32 x 10（2）平ワッシャ（2）ロックワッシャ（2）ソケットネジ、M4-0.7 x 10（2） ネジ（項目 4）は 2.6 Nm（23 lb-in）のトルクで締め付けます。
 ネジ（項目 7）は 2.6 Nm（23 lb-in）のトルクで締め付けます。
 CRN に準拠したコンポーネントです。

Endress+Hauser

131

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

11.6.17 Krohne 外装付き流量計、SS P/N 1100002279

A

パネルへのブラケット取付用の金具

内容
1.
2.
3.
4.

流量計、外装付き
平ワッシャ（2）ロックワッシャ（2）ソケットネジ、M4-0.7 x 10（2） ネジ（項目 4）は 2.6 Nm（23 lb-in）のトルクで締め付けます。
 CRN に準拠したコンポーネントです。

11.6.18 ATEX Krohne 外装付き流量計キット、SS P/N 1100002281

A
B
BR
R

青色線と白色線にはいずれも終端に 2 in. の熱収縮チューブ（項目 7）が取り付けられています。
パネルへのブラケット取付用の金具
矩形コネクタのピン 2 用の茶色線
矩形コネクタのピン 2 用の赤色線

内容
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

流量計、外装付き、ATEX
平ワッシャ（2）ロックワッシャ（2）ソケットネジ、M4-0.7 x 10（2）接点コネクタ
ケーブルグランド
熱収縮チューブ、オレフィン
矩形コネクタ、4 ポジション

J6 矩形コネクタは、光学ヘッドの PCB 上の
2 番目のコネクタに装着されています。

 ネジ（項目 4）は 2.6 Nm（23 lb-in）のトルクで締め付けます。
 流量範囲：0.2～2.000 slpm

132

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

11.6.19 CSA Krohne 外装付き流量計キット、SS P/N 1100002282

A
B
BR
R

青色線と白色線にはいずれも終端に 2 in. の熱収縮チューブ（項目 7）が取り付けられています。
パネルへのブラケット取付用の金具
矩形コネクタのピン 2 用の茶色線
矩形コネクタのピン 2 用の赤色線

内容
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

流量計、外装付き、CSA
平ワッシャ（2）ロックワッシャ（2）ソケットネジ、M4-0.7 x 10（2）接点コネクタ
ケーブルグランド
熱収縮チューブ、オレフィン
矩形コネクタ、4 ポジション

J6 矩形コネクタは、光学ヘッドの PCB 上の
2 番目のコネクタに装着されています。

 ネジ（項目 4）は 2.6 Nm（23 lb-in）のトルクで締め付けます。
 流量範囲：0.2～2.000 slpm
 CRN に準拠したコンポーネントです。

11.6.20 流量計ガスフィッティング、バイパスなし、SS P/N 1100002283

内容

1. 雄ネジエルボ
2. コネクタフィッティング
3. テープ、第 3 シール TFE サンプル調整システムで 1 台の流量計（バイパスなし）を使用する場合、このコネクタキットを選択してください。
 設置時に両方のコネクタにテープ（項目 3）を 2～3 回巻き付けてください。
 ご要望に応じて NACE および MTR レポートを入手可能です。
 CRN に準拠したコンポーネントです。

Endress+Hauser

133

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

11.6.21 流量計ガスフィッティング、バイパス付き、SS P/N 1100002284

内容
1.
2.
3.
4.

雄ネジエルボコネクタフィッティング
T 型分岐管テープ、第 3 シール TFE サンプル調整システムで 2 台の流量計（バイパス付き）を使用する場合、このコネクタキットを選択してください。
 設置時に両方のコネクタにテープ（項目 3）を 2～3 回巻き付けてください。
 ご要望に応じて NACE および MTR レポートを入手可能です。
 CRN に準拠したコンポーネントです。

11.6.22 King ガラス流量計ブラケット、SS P/N 1100002285

内容
1.
2.
3.
4.

ブラケット、流量計、King モデル
平ワッシャ（4）ロックワッシャ（4）ソケットネジ、M4-0.7 x 10（4） ネジ（項目 4）は 2.6 Nm（23 lb-in）のトルクで締め付けます。

134

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

11.6.23 Krohne ガラス流量計ブラケット、SS P/N 1100002286

内容
1.
2.
3.
4.
5.

ブラケット、流量計、Krohne モデル
平ワッシャ（2）ロックワッシャ（2）皿頭ソケットネジ、M4-0.7 x 10（2）皿頭ネジ、M4-0.7 x 10（2） ネジ（項目 4）は 2.6 Nm（23 lb-in）のトルクで締め付けます。

11.6.24 Krohne 外装付き流量計ブラケット、SS P/N 1100002287

内容
1.
2.
3.
4.

ブラケット、流量計、Krohne 外装付き
平ワッシャ（2）ロックワッシャ（2）ソケットネジ、M4-0.7 x 10（2） 流量計にはブラケット取付用の金具が付属します。
 ネジ（項目 4）は 2.6 Nm（23 lb-in）のトルクで締め付けます。

Endress+Hauser

135

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

11.6.25 King 外装付き流量計ブラケット、SS P/N 1100002288

内容
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ブラケット、流量計、King 外装付き
ソケットネジ、#10-32 x 0.375（2）ロックワッシャ（2）平ワッシャ、10-32（2）
平ワッシャ、M4（2）ロックワッシャ（2）ソケットネジ、M4-0.7 x 10（2） ネジ（項目 2）は 2.6 Nm（23 lb-in）のトルクで締め付けます。
 ネジ（項目 7）は 2.6 Nm（23 lb-in）のトルクで締め付けます。

11.6.26 7 ミクロンフィルター修理キット、SS P/N 1100002289

内容
1. 7µ フィルターエレメント
2. 7µ フィルターガスケット
 CRN に準拠したコンポーネントです。

136

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

12. 技術データ
12.1
項目

AC 100～240 V 公差 ± 10%、50/60 Hz、10W
DC 24 V 公差 ± 20%、10W
UM = AC 250 V
ヒーター
AC 100～240 V 公差 ± 10%、50/60 Hz、80W

出力タイプ

Modbus RS485 または Modbus TCP over
Ethernet（IO1）

UN = DC 30 V
UM = AC 250 V
N = 基準、M = 最大リレー出力
（IO2 および/または IO3）

UN = DC 30 V
UM= AC 250 V
IN= 100 mA DC/500 mA AC

設定可能 IO
4～20 mA 電流入力/出力（パッシブ/アクティブ）（IO2 または IO3）

UN= DC 30 V
UM= AC 250 V

本質安全出力（フロースイッチ）

Uo = ± 5.88 V
Io = 4.53 mA
Po = 6.6 mW
Co = 43 µF
Lo = 1.74 H

項目

2

説明

入力電圧

12.2

1

電気および通信

1

アプリケーションデータ
説明

環境温度範囲保管（アナライザおよびパネル取付型アナライザ）：-40～+60 °C（-40～+140 °F）
2
保管（エンクロージャー組込型 SCS 付きアナライザ）：-30～+60 °C（-22～+140 °F）
運転：-20～+60 °C（-4～+140 °F）

環境相対湿度

80%（31 °C 以下の場合。40 °C で相対湿度 50％ まで直線的に低下）

環境：汚損度Type 4X および IP66（屋外用）、内部汚損度 2

高度

最大 2,000 m

サンプル入口圧力140～310 kPaG（20～45 psig）

測定範囲

0～500 ppmv（0～24 lb/mmscf）
0～2000 ppmv（0～95 lb/mmscf）
0～6000 ppmv（0～284 lb/mmscf）

サンプルセル作動圧力範囲

アプリケーションに依存
800～1200 mbar（標準）800～1700 mbar（オプション）

サンプルセルテスト圧力範囲-25～+689 kPa（-7.25～+100 psig）

サンプルプロセス温度-20～+60 °C（-4～+140 °F）

サンプル流量0.5～1.0 slpm（1～2 scfh）

バイパス流量0.5～1.0 slpm（1～2 scfh）

プロセスシール

デュアルシール

1 次プロセスシール 1

UV グレードの溶融シリカガラス

1 次プロセスシール 2

1 次プロセスシール 2

2 次プロセスシール

Elastosil RT 622

過電圧カテゴリー II に準拠した過渡過電圧。
サンプル調整システム

Endress+Hauser

137

取扱説明書12.3

J22 TDLAS ガスアナライザ

物理的仕様

項目

説明

質量

J22 TDLAS ガスアナライザ：16 kg（36 lbs）
1
パネル取付型 SCS 付き J22 TDLAS ガスアナライザ：24 kg（53 lbs）
1
エンクロージャー組込型 SCS 付き J22 TDLAS ガスアナライザ：43 kg（95 lbs）
1
エンクロージャー組込型 SCS およびヒーター付き J22 TDLAS ガスアナライザ：43 kg（95 lbs）

寸法

J22 TDLAS ガスアナライザ

CSA ：727 mm H x 236.2 mm D x 224 mm W（28.6 in. H x 9.3 in. D x 8.8 in. W）
ATEX：727 mm H x 236.2 mm D x 192 mm W（28.6 in. H x 9.3 in. D x 7.5 in. W）
1

パネル取付型 SCS 付き J22 TDLAS ガスアナライザ

737 mm H x 241 mm D x 376 mm W（29 in. H x 9.5 in. D x 14.8 in. W）
1

エンクロージャー組込型 SCS 付き J22 TDLAS ガスアナライザ/
1
エンクロージャー組込型 SCS およびヒーター付き J22 TDLAS ガスアナライザ

838 mm H x 255 mm D x 406 mm W（33 in. H x 10 in. D x 16 in. W）

12.4

エリア分類

項目

説明

J22 TDLAS ガスアナライザ

cCSAus：Ex db ia [ia Ga] op is IIC T4 Gb
Class I、Zone 1、AEx db ia [ia Ga] op is IIC T4 Gb
Class I、Division 1、Groups A、B、C、D、T4
Tambient = -20～+60 °C
II 2G Ex db ia [ia Ga] ib op is IIC T4 Gb
ATEX/IECEx/UKEX：
Tambient = -20～+60 °C
IECEx（PESO）：Ex db ib op is IIC T4 Gb
JPN：Ex db ia [ia Ga] ib op is IIC T4 Gb
KTL：Ex db ia [ia Ga] ib op is IIC T4 Gb
INMETRO：Ex db ia [ia Ga] ib op is IIC T4 Gb
Tambient = -20～+60 °C

2

パネル取付型 SCS 付き J22 TDLAS
ガスアナライザcCSAus：Ex db ia op is IIC T4 Gb
Class I、Zone 1、AEx db ia op is IIC T4 Gb
Class I、Division 1、Groups A、B、C、D、T4
Tambient = -20～+60 °C
II 2G Ex db ia ib op is h IIC T4 Gb
ATEX/IECEx/UKEX：
Tambient = -20～+60 °C
IECEx（PESO）：Ex db ib op is h IIC T4 Gb
JPN：Ex db ia ib op is IIC T4 Gb
KTL：Ex db ia ib op is h IIC T4 Gb
INMETRO：Ex db ia [ia Ga] ib op is IIC T4 Gb
Tambient = -20～+60 °C

1
2

サンプル調整システム
サンプル調整システム

138

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

項目

説明
1

エンクロージャー組込型 SCS 付
き J22 TDLAS ガスアナライザ

cCSAus：Ex db ia op is IIC T4 Gb
Class I、Zone 1、AEx db ia op is IIC T4 Gb
Class I、Division 1、Groups A、B、C、D、T4
Tambient = -20～+60 °C
ATEX/IECEx/UKEX：II 2G Ex db ia ib op is h IIC T4 Gb
Tambient = -20～+60 °C
IECEx（PESO）：Ex db ib op is h IIC T4 Gb
JPN：Ex db ia ib op is IIC T4 Gb
KTL：Ex db ia ib op is h IIC T4 Gb
INMETRO：Ex db ia [ia Ga] ib op is IIC T4 Gb
Tambient = -20～+60 °C

1

エンクロージャー組込型 SCS お
よびヒーター付き J22 TDLAS ガス
アナライザ

cCSAus：Ex db ia op is IIC T3 Gb
Class I、Zone 1、AEx db ia op is IIC T3 Gb
Class I、Division 1、Groups B、C、D、T3
Tambient = -20～+60 °C
II 2G Ex db ia ib op is h IIC T3 Gb
ATEX/IECEx/UKEX：
Tambient = -20～+60 °C
IECEx（PESO）：Ex db ib op is h IIC T3 Gb
JPN：Ex db ia ib op is IIC T3 Gb
KTL：Ex db ia ib op is h IIC T3 Gb
INMETRO：Ex db ia [ia Ga] ib op is IIC T4 Gb
Tambient = -20～+60 °C

保護等級

12.5

Type 4X、IP66

サポートされる操作ツール

サポートされる操作ツール
ウェブブラウザ

12.6

操作部

インターフェース

ウェブブラウザ搭載のノートパソコン、

CDI-RJ45 サービスインターフェース

PC、またはタブレット端末

Web サーバー

内蔵の Web サーバーにより、ウェブブラウザおよびサービスインターフェース（CDI-RJ45）を介して機器の操作や設定を行うことができます。操作メニューの構造は現場表示器と同じです。測定値に加えて、機器のステータス
情報も表示されるため、ユーザーは機器のステータスを監視できます。また、機器データの管理およびネットワー
クパラメータの設定が可能です。
操作部（ノートパソコンなど）と機器間のデータ交換では、以下の機能をサポートします。
• 機器から設定のアップロード（XML 形式、設定のバックアップ）• 機器への設定の保存（XML 形式、設定の復元）• イベントリストのエクスポート（.csv ファイル）• パラメータ設定のエクスポート（.csv ファイル、測定点設定のドキュメント作成）• Heartbeat 検証ログのエクスポート（PDF ファイル、「Heartbeat 検証」アプリケーションパッケージの場合のみ使用可能）• たとえば、機器ファームウェアアップグレードのためのファームウェアバージョンの更新

Endress+Hauser

139

取扱説明書12.7

J22 TDLAS ガスアナライザ

HistoROM データ管理

機器には HistoROM データ管理機能があります。HistoROM データ管理には、重要な機器データおよびプロセス
データの保存とインポート/エクスポートの両方の機能があり、操作やサービス作業の信頼性、安全性、効率が大幅に向上します。
 機器の納入時には、設定データの初期設定は機器メモリにバックアップとして保存されています。このメモリは、たとえば、設定後に最新のデータ記録を使用して上書きできます。

データの保存コンセプトに関する追加情報
下表に示すように、さまざまなタイプのデータ記憶装置があり、これに機器データを保存して機器で使用できます。
項目

機器メモリ

使用可能なデータ

•
•
•

保存場所

イベント履歴、例：診断
イベント
パラメータデータ記録
バックアップ
機器ファームウェアパッ
ケージ

端子部のユーザーインター
フェースボードに固定

12.8

データバックアップ

12.8.1

自動

•
•
•

T-DAT

•
•

•

測定値メモリ
現在のパラメータデータ
記録（実行時にファームウェアが使用）
最大値表示（最小値/最大値）

端子部のユーザーインター
フェースボードに接続可能

S-DAT

•
•
•

•
•

センサデータシリアル番号
ユーザー固有のアクセス
コード（ユーザーロール「メンテナンス」用）
校正データ
機器設定（例：SW オプ
ション、固定 I/O または
マルチ I/O）

光学ヘッドエンクロージャーに固定

最も重要な機器データ（センサおよびコントローラ）は自動的に DAT モジュールに保存されます。
コントローラまたは機器を交換する場合：これまでの機器データが保存された T-DAT に交換すると、新しい機器は即座にエラーなしで動作します。
センサを交換する場合：センサを交換すると、新しいセンサデータが S-DAT から機器に転送され、機器は即座にエラーなしで動作します。

12.8.2手動

以下のための、統合された機器メモリの追加のパラメータデータ記録（パラメータ設定一式）：• データバックアップ機能• 機器メモリの機器設定のバックアップおよびその後の復元• データ比較機能• 現在の機器設定と機器メモリに保存された機器設定の比較

12.9

手動データ転送

Web サーバーのエクスポート機能を使用して、機器設定を別の機器に転送し、設定の複製やアーカイブ保存（例：バックアップ用）を行うことができます。

12.10 自動イベントリスト
拡張 HistoROM アプリケーションパッケージでは、最大 100 件のイベントメッセージがタイムスタンプ、プレーン
テキスト説明、対処法とともにイベントリストに時系列で表示されます。イベントリストは各種インターフェース
や操作ツール（例：Web サーバー）を介してエクスポートして表示できます。
140

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

12.11 手動データログ
拡張 HistoROM パッケージの場合：• 1～4 チャンネルの最大 1000 個の測定値を記録• ユーザー設定可能な記録間隔• 4 つのメモリチャンネルのそれぞれで最大 250 個の測定値を記録• 各種インターフェースや操作ツール（例：Web サーバー）を介して測定値ログをエクスポート• Diagnostics（診断）サブメニュー →  の内蔵の機器シミュレーション機能で、記録された測定値データを使用

12.12 診断機能
パッケージ

説明

拡張 HistoROM

イベントログおよび測定値メモリのアクティベーションに関する拡張機能が含まれます。
イベントログ： メッセージ数 20（標準バージョン）から 100 にメモリ容量が増えます。
データロギング（ラインレコーダ）：•••

最大 1000 個の測定値までのメモリ容量を有効化。
4 つのメモリチャンネルのそれぞれから、250 個の測定値を出力可能。記録間隔は、ユーザーが定義/ 設定できます。
現場表示器または操作ツール（例：Web サーバー）を介して測定値ログにアクセス可能。

12.13 Heartbeat Technology
項目

説明Heartbeat 検証

Heartbeat 監視+ モニタリング

測定原理固有のデータを外部の状況監視システムに継続的に供給して、予防保全またはプ
ロセス分析に活用します。このデータにより、事業者は以下のことが可能になります。

•••

プロセスが経時的に測定性能に及ぼす影響について、このデータとその他の情報を使用して結論を導き出す。
適切なサービスのスケジュールを立てる。
プロセスまたは製品品質の監視

Heartbeat 検証

DIN ISO 9001:2008 に準拠したトレーサブルな検証の要件を満たします。

•
•
•
•

Endress+Hauser

プロセスを中断せずに設置された状態での機能試験による標準的な検証試験
必要に応じて、トレーサビリティが確保された標準的なガス検証が可能（レポートを含む）現場操作または Web サーバーを使用するシンプルな試験プロセス
製造者仕様の枠内で試験範囲が広く、明確な測定点の評価（合格/不合格）

141

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

機器検証および自動検証
J22 TDLAS ガスアナライザは、Heartbeat Technology によりプロセスの中断なしに機器の機能を検証できる自動検証技術を搭載します。Heartbeat Technology により、高精度の監視も可能になり、プロセス最適化や予測メンテナンスを実現できます。
自動検証では、濃度値が既知である校正ガスを利用します。自動検証中は、3 方向ソレノイドバルブによりプロセ
スガスフローが遮断されるため、校正ガスをアナライザに流すことができます。標準的な設定を下図に示します。
J22 の自動検証では、すべての外部ハードウェアをユーザーが用意する必要があります。

図 77. 簡易図：外部リレーを使用した 3 方向ソレノイドバルブへの J22 の IO 接続
1. リレー入力に接続された J22 IO2 または IO3
2. 3 方向ソレノイドバルブ用のリレー*
3. プロセスガスを検証ガスに切り替えるための3 方向バルブ** 他社が提供するハードウェア

A. プロセスガス入口
B. 検証ガス入力
C. サンプル調整システムへのガス出口

自動検証機能を使用する場合、J22 は IO2 または IO3 を介して外部ソレノイドバルブを自動制御します。これを行
うには、IO2 または IO3 に割り当てられたリレーまたはスイッチ出力を設定する必要があります。
Web サーバー、Modbus コマンド、またはキーパッドを使用して、ガス濃度値を J22 アナライザに入力します。検証測定値は許容ガス濃度値と比較されて、パスまたはフェールの評価が下されます。自動検証結果は Web サー
バーで確認でき、検証の警告/アラームに関連付けることができ、Heartbeat 検証レポートとして保存できます。
自 動 検 証 の 詳 細 に つ い て は 、 お 近 く の 販 売 代 理 店 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 Endress+Hauser の Heartbeat
Technology の詳細な説明については、J22 TDLAS ガスアナライザ 個別説明書、Heartbeat 検証 + モニタリングアプ
リケーションパッケージ（SD02912C）を参照してください。ファームウェアの更新情報については、J22 ファー
ムウェアアップグレード 設置要領書（EA01426C）を参照してください。

142

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

13. 図面図 78. システムの接続部
1
2
3
4
5
6
7
8

Endress+Hauser

サンプルパージ、140～310 kPa（20～45 psi）
サンプル供給、140～310 kPa（20～45 psi）
エンクロージャーパージ
圧力計
リリーフベント（工場設定済み）、350 kPa
検証用流入口、15～70 kPa（2～10 psi）
システムベント
バイパス流量計

9
10
11
12
13
14
15
16

ヒーター
AC 100～240 V ± 10%、50/60 Hz 電源
中継端子箱
排気口
サーモスタット
パージガス測定ポート
エンクロージャーパージ出口
アナライザ流量計、フロースイッチ（オプション）付き、
a）流量なし、b）流量あり

143

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

図 79. 取付寸法、パネル取付型 SCS 付き J22 TDLAS ガスアナライザ

144

寸法

mm.

in.

1

241

9.5

2

727

28.6

3

495

19.5

4

457

18.0

5（CSA）

224

8.85（ATEX）

195

7.5

6

10

0.4

7

336

13.2

8

267

10.5

9

330

13.0

10

376

14.8

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

1

2

9

8

A
3
4

B

10

5

C
6

7

D

12
13

11

図 80. 取付寸法、ブラケット、金具類：プレート取付型 J22 TDLAS ガスアナライザ
A
B
C
D

プレート取付ブラケットおよび金具類
側面
カットアウト前面

Endress+Hauser

寸法

mm.

in.

1

10

0.39

2（計 8 個の穴）

7

0.28

3

220

8.66

4

200

7.87

5

100

3.94

6

10

0.39

7

22

0.87

8

180

7.09

9

90

3.54

10

176

6.93

11

22

0.87

12

156

6.14

13

200

7.87

145

取扱説明書

J22 TDLAS ガスアナライザ

図 81. 取付寸法、エンクロージャー組込型 SCS 付き J22 TDLAS ガスアナライザ
A 電源入力B 通信出力C ガス入力D ガス出力E ヒーター電源
F M6 接地スタッドボルト

寸法

mm.

in.

1*

155

6.1

2

406

16.0

3

610

24.0

4

641

25.3

5

305

12.0

6

282

11.1

7

191

7.5

8

255

10.0

9

141

5.6

10

133

5.2

11

281

11.1

12

516

20.3

13

10

0.4

* オプション

146

Endress+Hauser

J22 TDLAS ガスアナライザ

取扱説明書

14. 露点の換算
14.1

概要

TDLAS ガスアナライザでは、水含有量は気相内の水蒸気濃度を示します。水含有量は、通常、基準状態に依存しないモル分率、質量分率、または体積分率として、あるいは基準状態に依存するガス体積あたりの水の質量として表されます。
水含有量を混合ガスの水露点を使用して表すことが必要な場合があります。水分露点（MDP）は、水分が所定の濃度および圧力において凝結して液体になり始める温度です（単位：華氏または摂氏）。飽和は、水蒸気が液相または固相内の水と平衡状態にあることを示します。水蒸気が固相（氷）と平衡状態にあるとき、多くの場合、露点は霜点と呼ばれます。
TDLAS ガスアナライザは、100 万分の 1 体積分率（ppmv）や体積比 10 億分の 1（ppbv）などのモル比で測定値を出力します。水分測定では、プロセス動作温度における水分凝縮を回避するために、濃度よりも露点温度がよく使用されます。MDP は当該産業分野で認められた方式で計算され、TDLAS ガスアナライザでは MDP 値をディスプレ
イおよびアナログ/デジタル通信出力を介して提供することができます。
MDP の計算値は、常に水分濃度（ppmv）と MDP 計算時の圧力（通常はプロセス/パイプライン内の圧力）によって決まります。使用する計算方法に応じて、ガス流の組成も考慮される場合があります。

図 82. 各種圧力における水濃度（ppmv）と MDP（°C）の関係
X 露点（°C）
Y 水濃度（ppmv）

 この表は参照専用です。
上記グラフの各線は、説明で示されているように各種圧力を表しています。MDP が必要な場合は、圧力を指定する必要があります。ガス圧力が変化すると、所定濃度における MDP も変化します。
約 2 ppmv 以上の水分範囲において、この計算方法は非常に効果的です。これよりも水分値が下回る場合、特に高圧および重質炭化水素を含むガス流においては、不正確な露点値が出力される可能性があるため、規定の範囲を超えて計算方法を拡張する必要があります。そのため、ppmv および ppbv 単位のモル比出力値の不確かさが低下します。

Endress+Hauser

147

取扱説明書14.2

J22 TDLAS ガスアナライザ

MDP の計算

所定の水分濃度とプロセス圧力における水分露点を計算するための 3 つの方法を 以下に示します。記載されている方法は当該産業分野で認められ、一般公開されているものであり、各組織から入手できます。

14.2.1

MDP の計算方法

ASTM D1142
この方法には、2 つの計算式があります。
•••

計算式 1（ASTM1）：範囲 0～100 °F（-18～+38 °C）
計算式 2（ASTM2）：• 範囲 -40～+460 °F（-40～+238 °C）• 基準となる計算方法：IGT-8（1955）
この計算式ではガスの組成を考慮しません。

ISO 18453••

ガスの組成を考慮し、モル比が計算式の入力データとなります。
ガスの組成をアナライザに入力する必要があります。

ISO 18453 は、組成が下表の範囲内である天然ガス混合物に使用できます。水含有量から計算される露点温度は、
圧力 0.5 ≤ P ≤ 10 MPa および露点温度 258.15 ≤ T ≤ 278.15K [14] において通常、± 2 °C の範囲内であることが検証済
みです。この計算方法の基準である固体の熱力学により、0.1 ≤ P ≤ 30 MPa および 223.15 ≤ T ≤ 313.15 K の拡張動作範囲も有効であると見なされています [10]。ただし、拡張動作範囲を超過した場合、露点温度計算における不確
かさは不明です。
成分

mol %メタン（CH4）≥ 40.0エタン（C2H6）≤ 20.0窒素（N2）≤ 55.0二酸化炭素（CO2）≤ 30.0プロパン（C3H8）≤ 4.5

i-ブタン（C4H10）≤ 1.5n-ブタン（C4H10）≤ 1.5

ネオペンタン（C5H12）≤ 1.5i-ペンタン（C5H12）≤ 1.5n-ペンタン（C5H12）≤ 1.5ヘキサン/C6+（C6H14）≤ 1.5

要点をまとめると、低圧における中～高程度の水含有量の場合、3 つの計算方法すべてにおいて良好な結果が得られます。実行がやや困難ではあるものの、ISO の計算方法は他の計算方法に比べ、高精度であることは間違いありません（特に水含有量が低く、高圧の場合）。

148

Endress+Hauser

www.addresses.endress.com