CA S E
PRE SEN TAT ION

不思議な矯正治療法

ノンライゲーションブラケットを用いた新しい矯正治療

昭和大学歯学部歯科矯正学講座
教授

槇 宏太郎

第2報—MANEWVER（マニューバー）を使用する前になぜ、MANEWVERを使うと歯の移動が速くなるのでし『糸』のような感じさえします。症例にもよりますが、以前に比べて半分以下の力となっています。この弱い力が、毛細血ょうか。
ご存知のように、矯正治療では、ワイヤーの復元力で、歯に管の過度の循環障害を起こさず、間葉系細胞の動きをスム荷重しております。その『矯正力』は、弱く、長続きするほど、ーズにしています。循環障害が少なくなったため、痛みを伴移動しやすくなります。ただし、ワイヤーが元の状態に戻る際わないことも確認されました。には、ブラケットスロットから奥へと抜けていく必要がありま形状を小さく作れたことも、頰筋や口唇の機能を阻害しないす。つまり、ワイヤーが常にスルスルとブラケットスロットの内うえでとても有益でした。角張った大きなブラケットと強大な力面を移動できなければなりません。実は、従来法のように、ワで歯をねじ伏せるように制御していたとき、我々は、生体が力のイヤーをブラケットにきつく結紮すると、この動きを止めてし平衡を保とうとする機能を感じとることもできなかったのです。

まいます。そのため、強大な荷重をかけてしまっていたのです。

速く動き、痛みも少ない。患者さんにいつも驚かれる治療

結紮することをやめ、滑沢な表面のトンネルにワイヤーを法ですが、留意しなければならない点もいくつかあります。

通すことによって弱い力で動かすことが可能となりました。

次号では、その適応と禁忌、使用上のコツなどをご紹介させ治療初期に使う0.012インチのNiTiワイヤーは、お裁縫のていただきます。

第1報 症例供覧は、2013年2月発行のジーシー・サークルNo.144（P39-P43）に掲載され、MANEWVERを用いて治療した9つの症例について、治療前後の写真とそれぞれの治療期間を紹介している。

MANEWVERの特徴

ブラケット表面の球面構造

1. 優れた審美性と清掃性
ジルコニアセラミックス焼成加工法

2. 軟組織の機能を阻害しない

優れた強度 → ロープロファイルの実現
フリクションを極限まで軽減

3つのスクエアスロット
3つのスロット → 高さのコントロールが容易、フォースシステムの大幅な増加
スクエアスロット → ノンライゲーション構造によるローフリクション

3. 痛みを軽減

ライトフォースによる治療

歯種によりブラケットを変更する必要がない

1-1

28

MANEWVERは従来のブラケットと比べ、構造や治療法が大きく異なる。そのため、1〜3のような効果が期待できる。

No.145 2013-5

C A S E
P R E S E N TAT I O N

MANEWVERの構造
球面構造
0.024（インチ）

トルク 0°0.024（インチ）
トルク 20°

トルク 20°●スロットのトルク：中央 0°
両端 20°

ブラケット表 面の球 面 構 造とスロットのトルク。ブラケット表面は滑らかな球面構造である。両端のスロットは対称にトルクが付与されている。そのため、歯種によりブラケットを変更する必要もない。
2-1●スロットの大きさ： 0.024×0.024（インチ）

スロットの大きさ。3つのスクエアスロットの大きさはすべて等しい。
2-2ベース面（メカニカルロックベース）
機械的嵌合力により強い接着力を実現。
2-3

2.0〜2.5mm

一般的な従来の前歯部用ブラケット

1.5mm

MANEWVER

2-4 ブラケットの大きさについて（従来のブラケットとの比較）。ジルコニアセラミックスの優れた強度により、可能な限りのロープファイルを実現できた。さらに、3つのスロットを付与することに成功した。

MANEWVERを用いた一連の矯正治療の流れ

STEPⅠ レベリング

MANEWVER（マニューバー）コンティニュアスアーチでは、主に0.012、0.014、0.016（インチ）のNiTiワイヤーを用いる。
これは従来のブラケットを用いた治療法とは、大きく異なる。

STEPⅡ トルキング

アライナー
短いステージ数

STEPⅢ リテンション

クリアリテーナー

3-1 STEPⅠ レベリングについて。
MANEWVERのスロットには、レクタンギュラーワイヤーも挿入できるが、NiTiのラウンドワイヤーを用いたほうが、その特性を発揮できる。
また、MANEWVERを用いてトルクを調整することは困難であるため、トルキングにはアライナーを用いる。ただし、MANEWVERによるレベリングにより、アライナーの装着期間はかなり短縮できる。

ジーシー・サークル 145号

2013-5 29

歯の移動速度について

MANEWVERを用いた治療法と従来のブラケットを用いた治療法の比較●歯の移動速度について
MANEWVERを用いた治療法の場合

Irregularity Index

3530

平均：Y＝0.12X＋13.36

25

n＝2420151050050

100150200250300

期間350（日）12345678910111213141516
平均
1718192021222324Lower（mm）
4035
Irregularity Index

Upper（mm）
4030

平均：Y＝0.09X＋9.4725n＝2620151050050

100150200250300

期間350（日）123456791012131516
平均
17181920212223242526

従来のブラケットを用いた治療法の場合

Irregularity Index

3530

平均：Y＝0.05X＋8.87

25

n＝2720151050050100

150200250

期間300350（日）12345678910111213141516
平均
1718192021222324252627

Lower（mm）
4035
Irregularity Index

Upper（mm）
4030

平均：Y＝0.04X＋7.3125n＝2520151050050100

150200250300

期間

350（日）

1234567891011121314
平均15161718192021222324
254-1 上図は、MANEWVERを用いた治療法と従来のブラケットを用いた治療法の歯の移動速度の比較である。傾きが大きいほど歯の移動速度が速い。傾きは従来のブラケットよりMANEWVERのほうが大きかった。MANEWVERを用いた治療法は、レベリング初期の歯の移動様式に着目し、その特性を応用している。そのため、正常な位置から逸脱した歯を配列に復帰させることに優れ、従来のブラケットを用いた治療法よりも優位に速い移動速度が得られた。
本資料は、第69回日本矯正歯科学会「非結紮式ブラケットと超微弱矯正力による新しい矯正治療法の開発」で発表したものである。

疼痛についてMANEWVERを用いた治療法と従来のブラケットを用いた治療法の比較

MANEWVERを用いた治療法（n＝19）（n＝11）
0No.145 2013-5＊56.0

従来のブラケットを用いた治療法

30＊P<0.0522.6

50100（mm）

5-1 耐えられない痛みを100（mm）とした場合の痛みの評価（VAS法）では、従来のブラケットを用いた治 療 法 の場 合は56.0（mm）であったのに対し、MANEWVERを用いた治療法では22.6（mm）であった。また、
MANEWVERを用いて治療した患者の36.8％が「疼痛は全くなし」と回答した。
本資料は、第69回日本矯正歯科学会「非結紮式ブラケットと超微弱矯正力による新しい矯正治療法の開発」で発表したものである。

C A S E
P R E S E N TAT I O N

ボンディング
手順 ※通常のボンディング手順に則り、歯面清掃・エッチングを行う。
③水洗・乾燥

▲②エッチング▲▲①ポリッシング④MANEWVER装着

MANEWVER装着

STEP1

STEP2

接着材を塗布し、歯面に付着させる。

6-2

STEP3

探針を用いて、歯面にしっかり圧接する。

STEP4▲▲

6-3 位置を確認し、必要があれば修正する。余剰レジンは、探針等で除去する。

●MANEWVERの把持

▲

▲

6-1

6-4

光照射は、通常の照射時間に準ずる。

●MANEWVERのポジショニング
MANEWVERの形状は歯軸方向に細長い長方形であるため、ポジショニングが容易である。

3つのスロットに接着材が入り込まないようにピンセットで把持する。
6-5

MANEWVERは、ロープロファイルであるため、ディープバイトであっても、下顎前歯への装着が可能である。
また叢生が大きく適切な位置に装着できなくても、スロットが3つあるため対応が可能である。
6-6

ジーシー・サークル 145号

2013-5 31

ワイヤーセット●ディンプルの付与されているワイヤーの挿入は正中から行う。

●正中の叢生が大きい場合は、ディンプルなしのワイヤーを選択し、正中以外の叢生が小さい箇所からワイヤーを挿入する。

上顎用ワイヤー（ディンプル付）●ワイヤーサイズが大きい場合は、ディンプルなしのワイヤーを選択し、最後方部のブラケットの遠心からワイヤーを挿入する場合もある。

先の細いユーティリティープライヤーの先端でワイヤーをしっかり把持する。

下顎用ワイヤー（ディンプル付）

手順
術者

▲

▲

▲

アシスト

7-1 叢 生の大きい箇所以 外からワイヤーを挿入する。通常は、正中から挿入することが多い（ディンプルの付与されているワイヤーは、正中以外から挿入できない）。

7-2 挿入したワイヤーがMANEWVERのスロットを貫通し、反対側より出たら、次のワイヤー挿入のためにワイヤーを把持しなおす。

7-3 ワイヤーが患者さんに当たらないようにアシストやワッテ等を使用する。また、ワイヤーが捩れたりしないよう注意する。

術者

▲

▲

▲

術者

7-4 片側のワイヤー挿入が終了したら、一度ワイヤーを逃がし、反対側へと移行する。そのため、片側のワイヤー挿入が終了した時点でワイヤー挿入が終了したほうのエンドカットを行ったほうが良い。

32

No.145 2013-5

7-5 ワイヤーの挿入を反対側へと移行した際、ワイヤー挿入開始部では、ワイヤーがループ状になる。このループを手指で小さくすることで、ワイヤーの挿入が簡便になり、MANEWVERの脱離を防ぐ。

アシスト

7-6 叢生が小さい箇所は、ワイヤーを連続して挿入できるが、叢生が大きい箇所
は、MANEWVERにワイヤーを挿入する毎にワイヤーを逃がしたほうがワイヤー挿入が容易である。

C A S E
P R E S E N TAT I O N

7-7 写真のように叢生が大きい場合でも、ワイヤーセットは可能である。

まとめMANEWVERを用いた新しい矯正治療法の利点●優れた審美性●違和感の軽減●歯肉退縮のリスクを軽減●優れた清掃性●速い歯の移動＝治療期間の短縮●金属アレルギーのリスクを軽減（ジルコニアセラミックス焼成加工法）（ブラケット表面の球面構造、
ノン・ライゲーション構造）●痛みを軽減（ローフリクション、ライトフォース）（ロープロファイル）（ローフリクション）●歯根吸収のリスクを軽減（ライトフォース）（ジルコニアセラミックス焼成加工法）※ブラケットに金属が使用されていない。

（ライトフォース）●11歳、女性の症例

8-1

MANEWVER装着時。

8-2

槇保定時（12ヶ月後）。

宏太郎（まき こうたろう）

昭和大学歯学部歯科矯正学講座 教授

略歴・所属団体◎1989年 昭和大学大学院 歯科研究科修了（歯学博士）、昭和大学歯学部 助手（歯科矯正学講座）。1995年 昭和大学歯学部 講師（歯科矯正学講座）。1998年 UCSF（カリフォルニア大学サンフランシスコ校）客員教 授。2003年 昭和大学歯学部主任 教 授（歯 科矯正学講座）。
2011年 バーゼル大学客員教授。2013年 早稲田大学 客員教授（客員上級研究員）。

※「MANEWVER」など、製品に関するお問い合わせ先：株式会社ジーシーオルソリー

TEL●0120-108-171

HP●http://www.gcortholy.com/

第3報（MANEWVERの適応、禁忌、使用上のコツなどを掲載予定）へと続く
ジーシー・サークル 145号

2013-5 33