シリーズ
6634A Series
標準抵抗器セット（恒温器付）
Temperature Stabilized Resistance Standards
Perfectfor Automated Measurement Systems or as a Laboratory Standard
自動計測システムあるいは研究所の標準器として最適な標準抵抗器セットです。
GUILDLINE INSTRUMENTS
6634Aはモジュラータイプの標準
SERIES is a modular series
ギルドライン社の6634Aシリーズ
ofResistanceStandards
thatarerackmountable or simply
抵抗器セットで、卓上用とラック搭載用があります。６６３４Ａ
setonabench.
The
6634A
Seriesprovidesa set of precision
シリーズは温度を３０±0.01℃に保つ恒温器付なので精密
resistance standards in a temperature controlled chamber ofな標準抵抗値を提供します。
30 ± 0.01 °C.
There
are 10 standard resistance values covering the range
0.1Ωから100MΩの範囲の１０の抵抗値を収納しています。
of0.1 ohm to 100 Megohm. Each resistance element is
各抵抗値は絶縁・分離されていて、バックパネルから４端子
isolated
and has a 4-terminal connection at the back panel.
接続できます。ご要望により恒温器の設定温度が35Chamber
temperature set points of 35 °C and 40 °C ± 0.01 °C±0.01℃あるいは40±0.01℃のモデルも提供できます。精areavailable
on request. Temperature monitoring is
密ＰＲＴセンサーが恒温器に備え付けてあるので、フロント
providedbyaprecision
PRT sensor installed in the chamber
パネルの４端子コネクターから温度をモニターすることがでwitha4-terminalconnectors
on the front panel. The Model
きます。６６３４Ａモデルは自動抵抗値計測システムの実用
6634A is intended to be used as a Working Standard
標準抵抗用として作られています。
Resistance
Referenceforautomatedresistancemeasurement systems.

6634A Sシリーズの特色
ERIES FEATURES♦ 抵抗値範囲：
Resistance Range:
0.1 Ω to 100 MΩ in０.1Ω～１００MΩ
Decades（桁単位）♦ 温度係数：
Temperature ±0.005ｐｐｍ/℃
Coefficient ± 0.005 ppm/°C2ｐｐｍ/年以下♦ 安定度：
Stabilities as
Low as < 2 ppm/year♦ ModelsAvailable For Thermometry
温度計測用のモデルもあります。
applications♦ 恒温槽は不要
Eliminates Oil Bath Requirements♦ Ambient
Temperature
Range: 23°C ± 5°C
環境温度範囲：２３℃±５℃♦ 内蔵ＰＲＴの安定度：
Internal PRT Stability: ±0.01°C/ year
±０．０１℃/年♦ CustomInternal Temperature Set Points
内部設定温度のカスタムオプション♦ Temperature± 0.01°C/year
温度変動： Regulation:±０．０１℃/年♦ ガード付抵抗素子格納箱
Guarded Resistance Element Chamber♦ CustomValues / Models Available
カスタム抵抗値も利用可

ＣＥマーク付♦ CEMarked♦ １００ＴΩまでの抵抗値を備えた６６３６Values up to 100 TΩ with Guildline Model6636
シリーズもあります。

抵抗値の数として５、８、９あるいは１０を備えた４つの標準モ
Four standard model variations are available with 5, 8, 9 or
10 resistance elements installed. Special values or other sets
デルを用意しています。特別な抵抗値あるいは抵抗値セット
of standard resistance values may be ordered.
もご要望に応じ提供することも可能です。

The 6634A Series is an Excellent Solution as
６６３４Ａシリーズは自動抵抗値計測シ
Working Resistance Standard for Automated
ステムの実用標準として、あるいは研究Resistance Measurement Systems or a
所の一次標準用として優れたソリュー
Laboratory Primary Resistance Standard!
ションとなります。
Resistance elements are electrically isolated and bonded to
恒温槽内部の温度勾配を少なくするために各抵抗素子は電an aluminium block to reduce thermal gradients in the inner
気的に分離・絶縁されアルミニウムブロックに溶接されていまchamber. The inner chamber is designed to electrically
す。恒温槽は各素子を電気的にシールドするように設計されshield the individual elements with a guard terminal at theていて、ガード端子がバックパネルに備えられています。
back panel.
６６３４Ａはコントロール、モニター回路と抵抗素子との間のDesignof the 6634A reduces thermal bridges between the
サーマルブリッジを低くする設計になっています。各抵抗素
controland monitoring circuits and the resistance elements.
The
individual resistance element design is based on the
子はギルドライン社の実績のある9334標準抵抗器を基に設
provenGuildline Model 9334 Resistance Standards and計されているので長期間安定で低パワー係数を有する優れachieves
excellent long term stability and low power
た抵抗素子です。
coefficients.

Gold plated 5-way binding posts provide for very low
金メッキされた５-wayバインディングポストは裸銅線あるいはthermal EMF when connected to bare copper cables or gold
金メッキされたコネクターと接続された場合、そのサーマル
plated connections. When used with a low thermal scanner
EMFは非常に低くなります。ギルドライン社の6622Aモデルのand automated DCC Resistance Bridge such as the Guildline
様な、低サーマルスキャナーと自動ＤＣＣ抵抗値ブリッジと共Model 6622A Series, full automation of resistanceに使用された場合は１ＧΩまでの完全な自動抵抗値測定がmeasurements to 1G ohms is attainable.
可能になります。

6634A Series of Temperature Stabilized Resistance Standards
6634A Specifications
仕様
Nominal
公称抵抗値
Resistance
（Ω）
(Ω)
0.1
1101001k10k100k1M
10M100M

公称初期
Nominal
Initial
許容値 1Tolerance（注１）(± ppm)10101010101015253550

校正不確かさCalibration2(±ppm)
Uncertainty（注２）(±ppm)
0.5
0.3
0.3
0.35
0.3
0.3
16915

24安定度
Hour
24時間
Stability(±(±ppm)
ppm)
0.1
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.04
0.2
0.5

12MonthTemperature
安定度
温度係数
12ヶ月(注3)(±ppm/℃)
Stability3
Coefficient(±ppm)(±ppm)(± ppm/°C)30.01
20.00520.00520.00520.00520.0052.50.01
30.02
40.2
150.2Maximum
最大電圧（Ｖ）
Voltage(V)
0.1
0.32
1.0
3.2
1032100
3201000
1000

Note 1:公称初期許容値は販売時点に調整された平均抵抗値最大許容誤差です。
Nominal initial tolerance is defined as the maximum variation of resistance mean values as initially adjusted at the point of sale.
注１:
注２:
Note 2:気温23℃の環境でカナダ国家研究院もしくはNISTにより維持されている標準抵抗器を基準として校正され、包含係数k=2での合計不確かさを示しています。各抵
Calibrated in ambient conditions of 23 °C, referred to the unit of resistance as maintained by the National Research Council of Canada or the NIST and抗器には測定値と不確かさを記載した校正レポートが添付されています。
expressed as a total uncertainty with a coverage factor of k = 2. A calibration report stating the measurement values and uncertainty is provided with each unit.
注３: 安定度はヒステリシスと短期の温度安定度に関する安定度で、20mW以上のパワーを与えた場合を除き、また最大電圧を越えない場合の値です。
Note 3: Stability is exclusive of the effects of applying power above 20 mW, but not exceeding the maximum voltage, in terms of hysteresis and short term
temperature stabilization.

一般仕様
GENERAL SPECIFICATIONS
温度安定度
Temperature Stability± 0.01 °C over 1 year, exclusive of self heating effects of the resistors
0.1 Ω to 100MΩ . (Special values between 0.1Ω and 100M Ω available at time of order. For higher values
抵抗値範囲
OutputResistance Range
see Guildline 6636 Temperature Stabilized Resistance Standard Series.
1 Year Stability ± 0.01 °C
ＰＲＴセンサー
PRT
Sensor:Resistance 100Ω ± 0.1% at 0°C
0-100°C Temperature Coefficient 0.392 Ω/°C
100,120,220,
240V
±10%
Frequency:
50/60
Hz ± 10%
15 VA Maximum
PowerRequirements
必要電力Operating
18 °C to 28 °C (64 ~ 80°F), < 70% RH, non-condensing
環境条件
Environmental:
Storage-20 °C to 60 °C (-4 ~ 140 °F), < 90% RH, non-condensing
HeightWidth
Depth
Weight
高さ
重さ
幅
奥行き
Dimensions
大きさ
132 mm5.2 in
440 mm
17.4 in
503 mm19.8 in
11 kg
24 lbs
備考
Note: Add 10mm (0.4 in) to height for bench top feet
6634A-10
6634A-9Standard with 10 Decade Elements 0.1Ω to 100MΩ
Standard with 9 Decade Elements 0.1Ω to 10MΩ

Guildline IS DISTRIBUTED BY:

6634A-8

Standard with 8 Decade Elements 1Ω to 10MΩ

6634A-7

Standard with 7 Decade Elements 1Ω to 1MΩ

キ ー テ ク ノ 株 式 会 社

6634A-6

Standard with 6 Decade Elements 1Ω to 100kΩ〒101-0041

6634A-5

Standard with 5 Decade Elements 1Ω to 10kΩ

Note:
Report of Calibration and Calibration Certificate Included (ISO17025 accredited)
校正レポート及び校正証書が含まれています（ＩＳＯ１７０２５適合）
6634A/SSRVSingle element substitution of any decade value between 0.1 to 100MΩ

6634A/SPRVSingle element substitution of any special value between 0.1 to 100MΩ/TM6634A/ST-X/Lead-11

Technical Manual (Included)
Optional Internal Temperature Set point (Specify 35°C or 40°C)
Low Thermal Lead Pair w/Gold Plated Banana Plugs, 1M length/Lead-12 Low Thermal Lead Pair w/Gold Plated Banana Plugs, 2M length*Other Precision Leads Available – Call and tell us your requirements
Optional Calibration Services (Charge)
校正サービスオプション（有償）/Cal

Additional CAL Point (Specify level of power dissipation other than 10mW)

30555-00-85_B Copyright © 2007.02.27 Guildline Instruments Limited. All rights reserved. Subject to change without notice.

東京都千代田区神田須田町 1-14-6
T e l : ０３－３２５１－３１６１
F a x : ０３－３２５１－３１６６
E-mail:keytechno@pop14.odn.ne.jp

Guildline Instruments Limited
21 Gilroy Street, PO Box 99
Smiths Falls, Ontario
Canada, K7A 4S9Phone: (613) 283-3000
Fax: (613) 283-6082
Web: www.guildline.com
Email: sales@guildline.com