Model 9230AＤＣカレントシャント
DCCurrent Shunt
精密カレントシャントあるいは標準抵抗器として利用できます。
UseAs A Precision Current Shunt Or As A Standard Resistor

Guildline 9230A series of precision DC current shunts are
Guildlineの９２３０Ａシリーズ、精密ＤＣカレントシャ
true 4-terminal devices intended for the precise
ントはＤＣカレントを正確に計測する為の真の4端子装
measurement of DC current. They are constructed from
置です。９２３０Ａシリーズは機械的に安定した絶縁
specially selected elements supported on an insulating base
ベースに支えられ特別に選別された素子で構成されておfor mechanical stability and covered with a perforated metal
り、冷却効果が十分にある穴空きの金属カバーで物理的
cover to allow proper cooling while providing physicalに保護されています。
protection
for the elements.
In the design of the 9230A special consideration has been
９２３０Ａの設計は、必須の仕様の他に、気中でのフルパ
given to the effects of power dissipation which introduce self
ワー使用を想定し、自己ヒーティングエラーの原因となる
heating errors, beyond the required specification even when at
パワーの発散効果に特別の考慮を払っています。素子の材
full power and operating in air. The type of material selected
質は非常に低い温度係数を持つものが選択され、気中へのfor the elements has a very low temperature coefficient and
最大の発散パワーを引き出すために最適な表面積となる様
the size and number of elements chosen give the optimumに素子数とサイズが選ばれています。９２３０Ａシャント
surface area to dissipate the maximum specified power in airのパフォーマンスはGuildlineの9730CRあるいは5010定
for a particular value. The performance of the 9230A shunts
温オイルバス等の油中で使用すると飛躍的に向上します。
can be dramatically improved by operating them immersed inoil such as in Guildline 9730CR or 5010 constant temperatureoil baths.

９２３０Ａシリーズ、精密ＤＣカレントシャント
The9230A Series Precision DC Current Shunts areはＤＣカレントを正確に計測する為の真の4端子
true
4-terminal devices intended for the precise
装置ですmeasurement of d.c. current.
９２３０Ａの特色
9230A
FEATURES>＞

Low self-heating
低い自己発熱>＞>＞Low temperature coefficient
低温度係数
Controlled current distribution through theelement
素子間電流の配電コントロール

>
＞

＞
>

Low thermal EMF’s
低サーマルＥＭＦ
Wide dynamic range
広いダイナミックレンジ< 10 ppm long term stability>＞

Air or oil cooled＜１０ｐｐｍ
長期安定性>＞>＞

Special Values available on request
気中または油中使用
Forced convection accessory available for
improved power dissipation capability
ご希望に応じた特別な抵抗値も利用可＞

放熱力強化用の空冷アクセサリーあり>

The terminations of the shunts have been selected to give low
シャントの端子は発生するサーマルEMFが低いものが選
thermal emf’s and in the case of the higher current values, 300
ばれており、300Ａ以上の高い電流でもリードの結線の如
amperes and above, to ensure that the current applied is
何に関わらず、流れる電流は常に一定となるようになっ
distributed in a constant manner, independent of how theています。
connecting leads are arranged.
細心の注意を施した設計基準に基づく９２３０Ａシリー
The care and attention to the design criteria have produced a
ズシャントは実質的にゼロからフルの定格電流範囲でダ
series of shunts with an extreme usable dynamic range
イナミックに使用できます。９２３０Ａシャントは熱処
virtually from zero to full rated current. The 9230A shunts are
理が施されているので長期間にわたり安定した性能を発
heat
treated for excellent long term stability. Operated
揮します。定格電流の３０％を超えるストレスがない状
without
stressing beyond 30% of rated current and maintained
態で、定温のオイルバス内で使用すれば９２３０Ａは標
ina constant temperature oil bath the 9230A’s stability enables
it準抵抗器としても使用できます。
to be used as a standard reference resistor.

１Ωから１０μΩ間の特別な抵抗値をもつ９２３０Ａ
Special values in the range of 1 ohm to 10µ ohms are available
シャントも御注文に応じます。
on request.
The92310 forced convection unit with power supply is madeアクセサリーとして卓上用で最大１０００Ｗの放熱力のavailable
as an accessory to allow operation on the bench top
ある電源付空冷装置、９２３１０があり、繰り返し測at
up to 100W dissipation with much improved repeatability
定、パワー係数パフォーマンスの向上に適しています。
and power coefficient performance.
The
9230A-15R is made available as a direct replacement for
９２３０Ａ－１５Ｒは旧モデルの９２３０/１５シャン
theolder version model 9230/15 shunt.
トの後継機となります。

9230A DC
Current Shunt
ＤＣカレントシャント
9230A
Series Specifications
９２３０Ａシリーズ仕様
Maximum Current (A)92310オプション
気中(注1)
92310 Option
Ambient
Air

9230A-15
9230A-15R (Note10)
9230A-30
9230A-50
9230A-1009230A-150
9230A-300
9230A-500
9230A-1000
9230A-1500
Modelモデル

NominalNominalResistance 公称初期許容度
Initial
公称抵抗値
ValueTolerance(±ppm)(Ohms)(± ppm)(Ω)(注2)(注3)(Note 2)
(Note 3)
0.5
100
0.1
100
0.1
100
0.05
100
0.01
100
0.005
1000.001
1000.5m
1000.1m
200
0.05m
200

最大電流(A)

Modelモデル

15303050
100
150300
500
1000
1500

Full Rated
最大定格Power
パワー精度
Accuracy(±ppm)23℃(± ppm) 23º ±±1℃(注7)1º C (Note 7)
100100100100100100
100
100250250(Note1)
71515255075
150250500750PowerCoefficient
パワー係数(ppm/W)(ppm/W)(Note(注8)8)

92310
92310
Ambient
オプション 気中Option
Air282828282828283108201030

Flowing
油中Oil
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.8
2.0
3.0

Stability 12 Months(± ppm)12ヶ月間の安定度(±ppm)Accuracy
安定度精度(注4)Stability(Note 4)
10101010101010102525

Time 時定数(分)Constant (Minutes)(Note 9)
(注9)

92310
92310 Option
オプション(Note 9)
1.5
1.5
1.5
1.5
222245

Ambient Air
気中20202020202020205050Size
サイズ(W x L x H)
(W x L x H)
mm
mm

Calibration
校正不確かさUncertainty(±ppm)(±ppm)(注5)5)(NoteTemperature
温度係数
Coefficient(±ppm/℃)(± ppm/ºC)(注6)(Note 6)8101010151515152525444444442525Size
サイズ(W x L x H)
( W x L x H)
インチ
Inches

Weight

重量4.5 x 14 x 3.4
9230A-15
3114 x 356 x 85
1.4 kg / 3.1 lbs
3114 x 356 x 85
4.5 x 14 x 3.4
1.4 kg / 3.1 lbs
9230A-15R9230A-30
3114 x 356 x 85
4.5 x 14 x 3.4
1.4 kg / 3.1 lbs
9230A-50
3
114 x 356 x 85
4.5 x 14 x 3.4
2.1 kg / 4.6 lbs
9230A-100
5.5
114 x 356 x 139
4.5 x 14 x 5.5
2.2 kg / 4.9 lbs
9230A-150
6.5
114 x 356 x 139
4.5 x 14 x 5.5
2.5 kg / 5.5 lbs
9230A-300
7114 x 406 x 96
4.5 x 16x 3.8
5.0 kg / 11.2 lbs
9230A-500
7.5
114 x 406 x 96
4.5 x 16 x 3.8
5.8 kg / 12.9 lbs
9230A-1000
15114 x 530 x 145
4.5 x 20.9 x 5.77.2 kg 15.8 lbs
9230A-1500
20114 x 530 x 145
4.5 x 20.9 x 5.7 7.8 kg / 17.2 lbs
92310
121 x 242 x 69
4.75 x 9.5 x 2.7
1.0 kg / 2.1 lbs
Note
1 – Maximum current for ambient air usage without damage to the unit is the same as the maximum current when used with the Forced Air Convection unit
注1: 装置に損傷を与えない最大電流は空冷装置(92310)を使用した場合の最大電流と同じ。この定格以上の電流で使用する場合の精度はパワー係数を適用(92310).
Use the power coeffi cient to determine accuracy when using applied currents above this rating.
して下さい。
Note2 – Custom values (Customer specified) of nominal resistance from 10 uΩ to1Ω are available by special order.
注2: 10μΩ:1Ωの範囲でご注文に応じ任意の公称抵抗値のシャントをご提供致します。
Note 3 – Defined as maximum variation of resistance value as initially adjusted at time of sale.
注3: 販売時点で調整された抵抗値の最大変化値です。
Note 4 – When used as a standard resistor at 1 -Watt Level. Use power coefficient to determine specification above 1 Watt.
注4: １ワットレベルで標準抵抗として使用された場合の値です。
Note 5 – Resistance values are expressed as a total uncertainty with a coverage factor of k = 2. Calibrated in air at 5W, 10W, 25W dissipation levels with natural
注5: 抵抗値は包含係数を10W,25Wの放熱レベルの通常の空冷あるいは10W,convection
cooling or 10W, k=2とした合成不確かさで表わされています。校正は自然な気中環境で5W,
25W and 100W dissipation levels with forced convection cooling up to a maximum
test currentof 150A. Traceable report of calibration
25W,100Wの放熱レベルの強制空冷（最大150Aまでのテスト電流）で行われています。ご希望に応じ1Wレベルで気中あるいは油中での特別な校正
statingmeasuredvalues and uncertainty is provided. Calibration at 1 Watt levels, special points in air or flowing oil are available upon request.
Noteも行います。
6 – Temperature Coefficient must be added to the uncertainty when working at temperatures outside 23º ± 1º C.
Note
7 – When used as a shunt, Full Rated Power is defined as 25W for ambient air and 100W for forced air-cooling or use in flowing oil.
注6: 23℃±1℃の範囲外で使用する場合は不確かさに温度係数を加える必要があります。
Note
8 – Power coefficient must be added to the uncertainty when used as a shunt above 25W for ambient air applications.
注7: シャントとして使用される場合の最大定格パワーは気中（自然な空冷）で25W、強制空冷もしくは流動している油中使用で100Wです。
Note9 – Defined as the time for the resistance value to settle to within 10 ppm of the final value for any change in applied current. The time constant is 1 minute for
注8: 気中で25Wを超えるシャントとして使用する場合は不確かさにパワー係数を加える必要があります。
flowingoil.
注9: 時定数は適用される電流の変化に対し抵抗値が最終値の10ppm以内に落ち着くのに必要な時間です。流動している油中使用での時定数は1分です。
Note 10 – The 9230A-15R is the direct replacement for the 9230/15 older version shunt
注10: ９２３０Ａ １５Ｒは旧モデルの９２３０/１５シャントの後継機となります。
保管時：
稼働時：
環境：
Environment:
Operating
18º C to 28º C<70% non-condensing
Storage-30º C to 70º C<90% non-condensing

9230A Ordering Information
9230A-Current Value
9230A-XX
92301
92302
92303
92304
92305
92306
92310
GCL
9230A
TM9230A

DC Current Shunt
DC Special Value Shunt
20A, 1m Lead Set
100A, 1m Lead Set
300A, 1m Lead Set
20A, Xm Lead Set
100A, Xm Lead Set
300A, Xm Lead Set
Forced Air Convection Unit
Contact Lubricant
DC Current Shunt
Technical Manual (included)
Certificate of Calibration (included)
Report of Calibration (included)

9230A V1.8 Copyright © 2003.02.11 Guildline Instruments Limited. All rights reserved. Subject to change without notice.

GUILDLINE IS DISTRIBUTED BY:
キ ー テ ク ノ 株 式 会 社〒101-0041

東京都千代田区神田須田町 1-14-6
T e l : ０３－３２５１－３１６１
F a x : ０３－３２５１－３１６６
E-mail:keytechno@pop14.odn.ne.jp
Guildline Instruments Limited
P.O. Box 99
21 Gilroy Street
Smiths Falls, Ontario Canada K7A 4S9Phone: (613) 283-3000
FAX:(613) 283-6082
Web:www.guildline.ca