9334A Series
気中型標準抵抗器
Ultra Precise Air Resistance Standards
Very High Stability Calibration Laboratory Resistance Standards

9334A Sシリーズの特色
ERIES FEATURES* ♦安定度（1年間）:
２ppm
12 Month Stabilities Low
as 2 ppm* ♦使用温度範囲:18℃
28℃
0Wide Operating Range
18*
C to28 0C* 抵抗値: 1μΩ * 100GΩ
♦ Resistance Range 1µΩ to 100 GΩ* 校正レポート： ３温度点
Reportof Calibration
at 3 Temperatures* ♦ISO
17025
による校正可Points Included* 小型堅牢ISO 17025 Calibration
Available* ♦初期公称精度:
２ppm以下Compact and Ruggedized
* ♦
低温度係数
* ♦
電圧ヒステリシス:
Nominal Initial Accuracy0.1ppm以下< 2 ppm* 高電力定格、低電力係数♦ Low Temperature Coefficients* ガード・シールド対応
Voltage Hysteresis < 0.1DMMと直接ppm* ♦Wavetek1271と1281
プラグイン可能なモデル有り。
♦High Power Rating, Low PowerCoefficients* Agilent 3458Aと直接プラグイン可能な1GΩモデル及びFluke♦
Guard and Shield Compliant8508A♦ DirectDMMと直接プラグイン可能
Plug-In Models for Wavetek 1271
な1GΩと10GΩモデル有り。
& 1281 DMMs
* ♦ご希望に応じ特別規格のモデル
1 GΩ Direct Plug-In for Agilent 3458Aを提供します。
& 1 GΩ & 10 GΩ Fluke 8508A DMMs
♦ Special Values Available On Request

GUILDLINEGUILDLINE INSTRUMENTS
INSTRUMENTS 9334Aシリーズの標準抵抗器は9334A SERIES of ResistanceStandards are designed as very high stability calibration
校正研究所での安定性に優れた気中型標準抵抗器として
laboratory standards for high accuracy resistance calibration
設計されており、恒温槽を必要としません。
in air, without the need for stabilization in a temperature
controlled bath.
実用標準器として、あるいは高信頼で堅牢なポータブル仲介器として使用できます。一般的な標準器として、あThey can be used as working standards or highly reliable
るいは校正機関での応用の他にも、マルチファンクショ
and rugged transportable transfer standards. They are
ンキャリブレータや高精度ＤＶＭの抵抗値校正に極めて
extremely useful for the calibration of resistance ranges of
役に立ちます。
multi-function calibrators and high accuracy DVMs, as well
as being used in more classical standards and calibration
最大電圧の3倍の電圧が加えられてもヒステリシス誤差はlaboratory applications.
通常0.1ppm程度の無視できる範囲で、0℃ 通 40℃の温度サイクルにおいても0.3ppm以下です。
Hysteresis error is typically better than negligible to 0.1 ppm
when stressed at three times the maximum voltage, and less
9334Aへの接続は1MΩまでは通常の4端子接続、1MΩ以than 0.3 ppm over a temperature cycle from 0 0C and 40 0C.
上の場合は2端子接続です。 9334AH-1GおよびConnections to these resistance standards are by
9334AW-1GモデルはHP/Agilentの3458AとWavetek/conventional 4-terminal connection up to 1MΩ and two
Datronの1271と1281モデルのDMMユーザーが直面する
terminal connections for values above 1MΩ. Models
難しい校正に応えた設計がされています。
9334AH-1G and the 9334AW-1G are designed to answer adifficult calibration need for owners of the HP/Agilent 3458A
and the Wavetek/Datron 1271 & 1281 model DMMs.

The
9334A Series Precision Resistance Standards
9334Aシリーズは１μΩから１００ＧΩまでの厳しareavailable in a wide range of off the shelf andい要求に応える標準抵抗器として幅広いモデルのcustomvalues to satisfy demanding applications
在庫品及びカスタムモデルが利用できます。
between1 µΩ and 100 GΩ.
推奨されている、典型的な接続方式による1ＧΩと１０Ｇ
Recommended instrument verification at the 1 GΩ & 10 GΩ
Ω（電圧２００Ｖまでの）での測定器検証で、非常に安定points (with voltages up to 200V) and typical connectionした結果を得ることは困難です。この様な用途の為に特別
methods make it difficult to obtain very stable readings.に設計された9334Aモデルなら外付けケーブルは不要で、These special 9334A’s are designed to fit directly into the
対応するＤＭＭの入力端子に直接に接続できるので、ノイappropriate DMM’s input terminals, without the necessity ofズを拾うこともなく、1500Vまでの電圧にも使用できま
external leads and the inherent problems of noise pickup
す。
and handle voltages up to 1500V’s!
同様に9334AH-1Gと9334AH-10GモデルはFlukeの8508とAgilentの3458Aの校正用に特別に設計されたモデルでThe 9334AH-1G and 9334AH-10G are also specially designedす。
to support the calibration of the Fluke 8508 & Agilent 3458A.
正確な温度計測用に0.25Ωのような特別な値が利用できまSpecial values such as 0.25 Ω are available for precisionす。
thermometry. Standards available for Quantum Hall Effect
量子ホール効果アプリケーション用として利用できる標準
applications include 6.4532 kΩ and 12.9064 kΩ. If linearity
器には6.4532kΩと12.9064kΩもあります。
verification of a long scale DVM is your challenge, 1.9 x
ロングスケール用DVMのリニアリティ検証の必要がある
cardinal resistance points are available. If you have a special
場合には1.9 x 基本抵抗値点が利用できます。
resistance application between 1 µΩ and 100 GΩ, Guildline
1μΩΩ100GΩ間の特別な値での応用が必要となる場合でcan supply a precision standard to fulfill your requirement.
もGuildlineはそのご要望に沿う正確な標準器を提供する事ができます。

For The Ultimate In Resistance Standard Check Out The
究極の高性能標準抵抗器が必要であれば、温度6634A TEMPERATURE STABILIZED RESISTANCE STANDARD!
安定標準抵抗器6634Aモデルを御検討下さい。

9334A シリーズ仕様
低及び超低抵抗値（4 線）仕様

中間レンジ抵抗値（4 線）仕様

高及び超高抵抗値（２線）仕様

一般仕様