Contents
p. 2Applic.
pp. 4-8

Selection
pp. 9-11

Products
pp. 12-87

GenRadproducts
pp. 50-87

ストロボスレーブ
Stroboslave
光源Light Source

Index
p. 89

1539-A Strobotac® Series
1539-Aは外部トリガーのみの光源、もしくは複数The
1539-A is a cost effective solution when
ユニットによる強い強度の光源が必要とされる場合
external
triggering only is required or whenに経済的な解決法になります。
high intensity light is necessary by using multiple units.
Formachine maintenance
機械の保守用Real
time inspection of moving parts
可動部品のリアルタイム検査
Printingpress applications
印刷機での応用
Motortroubleshooting
モーターのトラブルシューティングForstopping motion
高速動作の静止観測等のストッピングモーション
外部トリガーで25,000frmまでのフラッシュレート
Externally triggered flash rate up to 25,000 frm
Detachable
lamp for easy observation of objects
届き難い/近づき難い場所での観測を容易にする着脱可能なランプ
in hard-to-reach areas

Model 1539-A StroboSlave

Versatile
delayed triggering from 100μ to 800 ms
ストロボタックフラッシュディレイアクセサリーによる多目的な遅延トリーガー（100μる800ms）のwith
Strobotac Flash Delay accessory
遅延安価でコンパクト
Low
cost, compact

Slaved light-the 1539-A.
スレーブライト1539-A
The Stroboslave stroboscope light source satisfies the basic
ストロボスレーブストロボスコープは1分間に
requirements for motion studies and high-speed photography-it
25,000のフラッシュレートの白色の強い光を出すの
produces a bright white light at flash rates up to 25,000 per minute.
で、可動物体の研究や高速写真で基本的に必要な要
Since it contains no internal oscillator to establish the flash rate, it isan economical unit and is well suited for use with external inputs.
件を満足します。フラッシュレートを発生する内蔵のオッシレータを持たないので経済的で外部のトリガー入力での使用に非常に適しています。

The lamp and reflector assembly is held in place by a clip from
ランプ・反射板のアセンブリーは本体から容易に
which it can be easily removed and positioned separately from the
外すことができ、本体から離れた場所に置く事がmain unit. A five-foot flexible cable is supplied and cables up to 50
できます。５フィートの延長ケーブルが付属に付
feet can be used. When the reflector is removed from the assembly,
いていますが、必要であれば５０フィートまでの
the lamp can be inserted through holes as small as one inch indiameter, thus making it possible to observe objects in otherwise
延長ケーブルを利用する事ができます。アセンブ
inaccessible areas.
リーから反射部を外すと１インチ程の穴にランプを通す事ができるので、アクセスのし難い場所の物体の観測も可能になります。

三脚用のソケットがストロボス
レーブのケースに付いています。

High-intensity
light
強度の強いライト

ランプは本体の端の取付け場所から外して手持ちで５フィート離れた場所まで位置を変える事ができます。

IET LABS, INC. in the GenRad Tradition
534 Main Street, Westbury, NY 11590
74

Electronic cat/1482/09-15-03
www.ietlabs.com
TEL: (516) 334-5959 • (800) 899-8438 • FAX: (516) 334-5988

Contents
p. 2Applic.
pp. 4-8

GenRadproducts
pp. 50-87

Products
pp. 12-87

Selection
pp. 9-11

Index
p. 89

Series 1539-A Stroboscopic Light Source

ストロボスレーブ
Stroboslave
光源Light Source

SPECIFICATIONS
仕 様
フラッシュレート:
Flash Rate:
0 to 25,000 flashes per minute, externally triggered only

* Measured at 1/3 peak intensity; for 1538 with -P4
duration is 8 μs.

0の位置で強度は1/2
Light Output:
Beam width
10° at ½ - intensity points.
光出力:
ビーム角度10Flashes per
minuteDuration*(μs)

Energy**(watt-seconds)

Beam intensity***(candela)

at 70030.511 x 106

at 4200

120.093.5 x 106

at 25,000

0.80.014

0.6 x 106** Electrical input to lamp, watt-seconds.
*** Measured with silicon photo detector 1 meter from lamp;
single-flash beam intensity is 18 x 106 candela.

Features
特性
External
Trigger:
外部トリガー:Contact closure or pulse of ±2 V pk applied
to phone jack.

Dimensions:
大きさ:Power:
電源:

100 to 125 V, or 195 to 250 V, 50 to 400 Hz,
16 W max.

Weight:重さ:

21.3 cm H x 6.4 cm W x 10.5 cm D
(8.38" x 2.5" x 4.13")
1.4 kg (3 lb.) net, 3.7 kg (8 lb.) shipping

Mechanical:
Metal case with detachable lamp housing.
構造: 金属ケース、着脱可能なランプ・反射板アセンブ

リー

ORDERING INFORMATION
オーダー情報1539-9701 1539-A Strobotac Light Source
INCLUDES:
Calibration Certificate Traceable to NIST
Mounting Bracket
Phone plug for input and output jacks
Attached Power CordOPTIONAL ACCESSORIES:
Calibration Data
1538-9601 1538-P1 Replacement Strobotron Flash LampIET LABS, INC. in the GenRad Tradition
534 Main Street, Westbury, NY 11590

www.ietlabs.com
TEL: (516) 334-5959 • (800) 899-8438 • FAX: (516) 334-5988
75