Contents
p. 2

Applic.
pp. 4-8

Selection
pp. 9-11

Products
pp. 12-87

1404 Series

GenRadproducts
pp. 50-87

Index
p. 89

Primary
一次標準キャパシタ
Standard Capacitor

p. 1 of 2

1404シリーズは実用標準キャパシタをチェックするために設計された
These capacitors have been designed as primary reference
一次標準用キャパシタです。IETの精密キャパシタンス計測システム
standards of capacitance with which working standards can1620Aと高確度キャパシタンス計測システム1621はキャパシタンスのbe compared. IET's 1620A and 1621 Precision Capacitance
計測に特に適していて、1404シリーズの一次標準キャパシタンスを使
Measuring Systems are particularly well suited for this pur用して、幅広い範囲の実用標準キャパシタンスを校正することができ
pose and can be conveniently used to calibrate accurately aます。

wide range of working standards in terms of a 1404 Reference Standard Capacitor.
A国立研究所用標準キャパシタンス
national laboratory standardFor
calibrating working standards
実用標準の校正用
損失ファクターの標準
Standard
for dissipation factor
10pF、100pF、1000pFがあります。
Available
in 10, 100 and 1000 pF
20 ppm/year
stability, typically better
安定度20ppm/年（典型値はそれ以上の安定度）
Hermeticallysealed in dry nitrogen
乾燥窒素中に密封

Model 1404 Standard Capacitor

In combination with an accurately known external resistor, this
正確に値の分かっている外部の抵抗器と共に使用する事で損
capacitor also becomes a standard of dissipation factor.
失ファクターの標準器になります。
All critical parts of the plate assembly are made of invar for stability
重要な個所の金属板は安定度と低温度係数を得るために全て
and low temperature coefficient. After heat cycling and adjustment
インバール（不変鋼）を使用しています。温度サイクル、調the assembly is mounted in a heavy brass container, which after
整の後にアセンブリーは頑丈な真鍮の容器に納められ、容器
evacuation, is filled with dry nitrogen under pressure slightly above
を真空にした後に乾燥窒素を大気より若干高い気圧で注入しatmospheric and sealed. The container is mounted on an aluminum
密封します。容器はアルミパネルに取り付けられ、外側がアルミのケースで保護されます。

paneland protected by an outer aluminum case. Each capacitor is
各キャパシタはヒステリシスと温度係数を調べるためとキャパ
subjected
to a series of temperature cycles to determine hysteresis
シタンス値を安定させるための一連の温度サイクルテストを受
andtemperature coefficients and to stabilize the capacitance.
けます。
Two locking bnc coaxial connectors are used as terminals (other
端子はロック式のBNC同軸コネクタが使われています。（オプconnectors
such as 874 type are available as options). The outer
ションで874タイプのコネクタ等も利用できます。）
shellof one is connected to the case, but the outer shell of theother is left unconnected to permit the capacitor to be used with an

図１
Figure 1

Equivalentcircuit showing direct capacitance,
CD, and average
右の等価回路はダイレクトキャパシタンスCD、残留インダクタンス平均
valuesof residual inductance,L,andterminal
capacitances,
CH
値L、端子キャパシタンスC及びCを示しています。
HLand CL.
CD = 1000 pF for 1404-A,
100 pF for 1404-B, and10 pF for 1404-C.

IET LABS, INC. in the GenRad Tradition
534 Main Street, Westbury, NY 11590
Electronic cat/1404 p1/07-19-05

www.ietlabs.com
TEL: (516) 334-5959 • (800) 899-8438 • FAX: (516) 334-5988
55

Contents
p. 2

Applic.
pp. 4-8

Selection
pp. 9-111404 Series

Products
pp. 12-87

GenRadproducts
pp. 50-87

PrimaryIndex
p. 89

一次標準キャパシタ
StandardCapacitor

p. 2 of 2

SPECIFICATIONS
仕様Calibration:
A certificate of calibration is supplied with each capac校正: 各キャパシタには1kHz、23±1℃で測定したダイレクト
itor,giving the measured direct capacitance at 1 kHz and 23° ±1°C.
キャパシタンス値が記載された校正証書が添付されます。測定The
measured value is obtained by a comparison to a precisionは精度が±1ppmより高い実用標準との比較で行われ、比較の
betterthan ±1 ppm with working standards whose absolute values
実用標準の確度は±5ppmで定期的にNISTにより測定されていareknown to an accuracy of ±5 ppm, determined and maintained in
るものを使用しています。
terms of reference standards periodically measured by the National
Institute of Standards and Technology.

-20°C to +65°C , hysteresis (retraceable) is less than 20 ppm at
23°C.
Dissipation
Factor: Less than 10-5 at 1 kHz.
損失ファクター:
Residual Impedance: See Figure 1 for typical values of internal
残留インピーダンス:
series inductance and terminal capacitance.
Max Voltage: 750 V.
最大電圧:Adjustment
Accuracy: The capacitance is adjusted before calibra調整確度: キャパシタンスは校正前に、常用参照標準で保守さ
tionwith an accuracy of ±5 ppm to a capacitance about 5 ppm
れているキャパシタンスの公称値の5ppmに確度±5ppmで調整
above
the nominal value relative to the capacitance unit maintainedされます。
by the reference standards.

端子:Terminals: Two BNC coaxial connectors (legacy locking G874
coaxial connectors are available). Outer shell of one connector is
ungrounded to permit capacitor to be used with external resistor as
a dissipation factor standard.

安定度:
Stability: 長期ドリフトは20ppm/年以下です。最大配向性変Long term drift is less than 20 ppm per year. Maximum
化は10ppmで完全に可逆的です。
change with orientation is 10 ppm and is completely reversible.

Mechanical:Lab-bench cabinet.
ラボベンチ用筐体

Temperature Coefficient of Capacitance: 2 ±2 ppm/°C for 1404-A
キャパシタンスの温度係数:
and -B, 5 ±2 ppm/°C for 1404-C, from -20°C to +65°C. A measured
value with and accuracy of ±1 ppm/°C is given on the certificate.

Dimensions: 16.9 cm H x 17.2 cm W x 20.4 cm D
大きさ:(6.63" x 6.75" x 8").
Weight: 3.9 kg (8.5 lb.) net, 6.4 kg (14 lb.) shipping.
重さ:Temperature
Cycling: For temperature cycling over range from
温度サイクル:ORDERING INFORMATION
オーダー情報1404-9701
1404-9702

1404-A, 1000 pF
1404-B, 100 pF

1404-9703

IET LABS, INC. in the GenRad Tradition
534 Main Street, Westbury, NY 11590

1404-C, 10 pF

www.ietlabs.com
TEL: (516) 334-5959 • (800) 899-8438 • FAX: (516) 334-5988
Electronic cat/1404 p1/02-26-06

56