Contents
p. 2

Applic.
pp. 4-8

Selection
pp. 9-11

Products
pp. 12-87

1417 Series

GenRadproducts
pp. 50-87

Index
p. 89

標準キャパシタンス
Capacitance

最大1FStandardup to 1 μF

p. 1 of 2

The 1417 Four-Terminal Capacitance Standard
４端子標準キャパシタンス、1417は1μFの標準キャconsists of a 1 μF standard capacitor and two
パシタンスと1μFのキャパシタンスを1Fまでの値まで１桁ずつスケールアップする２つの精密な誘導分圧
precise inductive voltage dividers used to器で構成されています。この仕組みは、キャパシタン
scale the value of the 1 μF capacitor up to 1
ス値の非常に高いキャパシタで今まで達成することのF in decade steps. This arrangement provides
できなかった確度と安定度を備えています。
accuracy and stability unattainable with very
high-value true capacitors.
A研究所用の標準
laboratory standard
損失ファクタの標準
Standard
for dissipation factor
Verification & calibration of LCR meters
LCRメータの検証と校正
実用標準
Working standard

Model 1417 Capacitance Standard

マルチメータ校正の検証
Verification of calibration of multimeters
キャパシタンス測定機能
Capacitancemeasurement functions
For
calibrating instrumentation
機器校正用
1μF11F（桁毎のステップ）
1 μF to 1 F in decade steps

直読キャパシタンス値確度0.25%
0.25%
direct-reading capacitance accuracy
レシオ確度0.1%以上
0.1% or better ratio accuracy
標準損失ファクター
Dissipation- factor standard

In addition to the seven direct-reading capacitance values, an
７つの直読キャパシタンス値の他に無限の中間あるいはinfinite number of intermediate or higher capacitance values can
より大きな値のキャパシタンスが外部のキャパシタを使
be obtained by using external capacitors. An external capacitor is
用して得られます。外部のキャパシタは単に1417の外部
simply connected to the 1417's external standard terminals, either
標準端子に、直接あるいは内部の標準1μFに並列に接続
directly or in parallel with a 1 μF internal standard, and the resultし、1417の誘電分圧器により拡大・拡小されます。
ing capacitance is scaled in value by the 1417's inductive voltage
dividers.

1417の直読確度は±0.25%にテスト周波数100、120ある
The direct - reading accuracy of the 1417 is ±0.25% plus ratio accuracy at test frequencies of 100, 120, or 1000 Hz. Since the 1417
いは1000Hzでのレシオ確度を足したものです。1417のscaling ratios are precise and repeatable, better accuracy can be
スケーリングレシオは精密で再現性があるので、内部のobtained by measuring the actual value of the internal 1 μF stan1μFあるいはスケーリング前の外部標準キャパシタの実
dard or of an external standard before scaling.
際の値を測定する場合より良好な確度が得られます。
The 1417 also servers as a standard of dissipation factor (D). The
dissipation factor of the 1417 is intentionally set to 0.01 at test
1417は損失ファクタ(D)の標準としても使用できます。
frequencies of 100, 120 and 1000 Hz. Basic D accuracy at these1417の損失ファクタ(D)はテスト意図的に周波数100、frequencies is ±0.001.
120および1000Hzで0.01に設定されています。これらのThe 1417 may also be used as a two-terminal capacitance standard
周波数での損失ファクタ(D)の基本確度は±0.001です。

when higher D values can be tolerated. In a two-terminal configuration, D is less than 1 for capacitance values up to 1000 μF at
より大きな損失ファクタ値が許容できる場合、1417は標
frequencies below 150 Hz. This feature allows the 1417 to be usedin calibrating the higher capacitance ranges of popular universal or
準２端子キャパシタンスとしても使用できます。２端子RLC bridges.
で使用する場合、150Hz以下の周波数でキャパシタンス値1000μFまでの損失ファクタ(D)は1以下です。この特One additional feature of importance is that all the 1417's parameters are measurable (without) disassembly) so, in effect, its ultimate
色により一般的なユニバーサルブリッジあるいはRLCブ
accuracy depends on the accuracy of the external measurement
リッジの高キャパシタンス領域を校正する為に1417を使
equipment.
用することができます。
1417のもう一つ重要な特色は、1417の全てのパラメータを装置を分解ぜずに測定できることです。実際に確度の根本的な値は外部の測定装置の確度によります。

IET LABS, INC. in the GenRad Tradition
534 Main Street, Westbury, NY 11590
64

Electronic cat/1417 p1/05-26-05

Electronic cat/1482/09-15-03
www.ietlabs.com
TEL: (516) 334-5959 • (800) 899-8438 • FAX: (516) 334-5988

Contents
p. 2Applic.
pp. 4-8

Selection
pp. 9-111417 Series

GenRadproducts
pp. 50-87

Products
pp. 12-87

標準キャパシタンス
Capacitance

Index
p. 89

最大1F
Standardup to 1 μF

p. 2 of 2

SPECIFICATIONS
仕 様キャパシタンス
Capacitance
Value 値D Accuracy
D確度

Ratio
Accuracy
レシオ確度(InternalStandard)

100 & 120 Hz

1 kHz

100 & 120 Hz

1 μF
10 μF
100 μF
1 mF
10 mF
100 mF
1F------0.02%
0.02%
0.02%
0.03%
0.1%
0.25%

------0.04%
0.04%
0.06%
0.2%
-------------±0.001±0.001±0.001±0.001±0.001±0.003±0.01

Approximate
端子インピーダンス近似値
Termanal Impedance
1 kHz

ZA (Ω)ZB (Ω)E Max*AC (V)*DC Voltage cannot
be applied＊DC電圧適用不可±0.001±0.001±0.001±0.002±0.005---------------

0.03
7.0
3.1
1.1
0.37
0.13
0.04

0.0315.56.4
2.20.720.230.05

20620.8
0.50.250.06

キャパシタンス:
Capacitance:
内部標準:Internal
Standard: 1 μF in 7-switch-selected decade values
External
Standard: Indicated capacitance, multiplied by C ext/μF.
外部標準:

Terminal Impedance: Seefigure and table (approximate values
端子インピーダンス:
上記表の近似値を参照して下さい。
given).

CapacitanceAccuracy, Direct-Reading: 0.25% plus ratio acキャパシタンス確度、直読値:
curacy at 100 Hz, 120 Hz and 1 kHz, 20 to 25°C, with low applied
voltage (< ¼ E, max) using internal standard and a proper four-terminal measurement. (May also be used as a two-terminal standard,with a D < 1 and a capacitance change from the four-terminal valueof < ½ % up to 1 mf at 120 Hz or less).

電圧特性:
Voltage
Characteristic: Approximately +0.3 % change from 0V toE max (see table) at 100 Hz. Less at higher frequencies.

キャパシタンスレシオ:
確度は上記表を見て下さい。
Capacitance
Ratio: Accuracy
see table above.

Temperature
温度係数: Coefficient: Approximately -140ppm/°C.

形状:
卓上型Bench cabinet.
Mechanical:Dimensions:14.7 cm H x 21.5 cm W x 13.2 cm D
大きさ:(5.9" x 8.5" x 5.25").
Weight:52.7 kg (6 lb.) net, 5 kg (11 lb.) shipping.
重さ:

損失ファクタ:Dissipation
Factor: 0.01 at 100 Hz, 120 Hz and 1 kHz. For D accuracy, see table.

ORDERING
INFORMATION
オーダー情報1417-9700

Four-Terminal Capacitance Standard

IET LABS, INC. in the GenRad Tradition
534 Main Street, Westbury, NY 11590

www.ietlabs.com
TEL: (516) 334-5959 • (800) 899-8438 • FAX: (516) 334-5988
65