Contents
p. 2

Applic.
pp. 4-8

Products
pp. 12-87

Selection
pp. 9-11

GenRadproducts
pp. 50-87

Index
p. 89

電子ストロボスコープ
ElectronicStroboscope

1546 Strobotac® Series
ストロボタック1546デジタルストロボスコー
The 1546 Strobotac Digital Stroboscopefeatures a large, five-digit LED readout that
プはフラッシュレートを読み易い大きな5桁のautomaticallydisplays the flash rate in bold,
ＬＥＤで自動的に表示します。デジタル表示
easy-to-read digits. This display eliminates theのお陰で、正確な速度測定をする為にダイア
need to calibrate and read a dial to obtain acル目盛りを読んだり、校正をする手間は必要
curate speed measurements.
ありません。

Model 1546-B Digital Stroboscope

機械の保守用For
machine maintenanceturns,or rpm measurements
精度は±0.01%

Realtime inspection of moving parts
可動部品のリアルタイム検査

Largefive-digit LED readout for instant, accurate
5桁の大きなＬＥＤで精確な測定値を即時に表示

Printingpress applications
印刷機での応用

readings

Motortroubleshooting
モーターのトラブルシューティングForstopping motion
高速動作の静止観測等のストッピングモーション

三つのレンジでのフラッシュレートは100三Flashrates ranging from 100 to 25,000 fpm in
25,000fpm
three ranges

Quartzcrystal accuracy of ± 0.01% for speed,
水晶振動子を使用した速度、回転数測定の外部トリガー用の入力端子有り
Input
connector for external triggering

Encasedin a ragged, high-impact housing, the 1546 is designed
1546は携帯性を重視した設計で、丈夫で耐衝撃性のケースにformaximum portability. Its light-weight design (just 2.65 pounds)入っています。軽量（わずか2.65ポンド/1.2kg）なのでハンドヘ
promotes
had-held operation and permit access to hard-to-light
ルドの操作ができ検査で光を当て難い場所でも使用できます。
areas
under inspection. The strobe also may be operated from any
平らな場所に置いて使用したり、三脚に取り付けて使用する事
flat surface or mounted on a tripod.
もできます。
高速で動く物体のくっきりと鮮明な画像のために1546は持続時
The
1546 emits a high intensity, short duration flash of light for
間の短い強い光を出します。フラッシュ周波数のレンジは広crisp,
clear images of fast moving objects. It has a broad flash
く、毎分100く25,000フラッシュのレートです。
frequency
range from 100 to 25,000 flashes per minute.
1546のトリガーは内部あるいは外部のいずれのモードも適用で
The 1546 is capable of both internally and externally triggered
きます。内部モードの場合、フラッシュは内部の発振パルスで
modes of operation. In the internal mode, the flash is triggered
トリガーされ、同じトリガーを追加光源の他のストロボタック
by an internal oscillator pulse that can also drive other Strobotac
ストロボスコープにも使用できます。外部トリガーモードの場
stroboscopes for additional light sources. In the external mode,
合、1546は電圧パルスあるいは回転物により駆動する接点のデ
the 1546 operates as a digital tachometer when a voltage pulse or
ジタルタコメータとして働きます。

contact
closure is activated by the rotation of an object.
1546は測定値を直ぐにデジタル表示できるので測定を速く行う必要がある場合特に適しています。機械設計や保守での応用
The unit is particularly suited to speed measurements because of
で、回転物体の速度、シャフト間の滑りの程度、ベルトとギア
theinstant digital readout. In machinery design and maintenanceの状態、結合部の整合性、シャーシの振動等を実際に稼働させapplications,the 1546 will help determine the speed of rotating
た速度で測定できるので、1546は非常に役に立ちます。また、components,
slippage between shafts, condition of belts and gears,
品質管理やビン詰、缶詰、包装、スタンプ機などの製造機械のalignmentof couplings, and effect of chassis vibration, all at operat設定にも非常に便利な装置です。その他の理想的な応用して
ing
speed. It is very useful for quality control inspection and set-up
は、繊維機械の調整、印刷機械の表裏の見当合わせ、電気機器
ofprocess machinery such as bottling, canning, packaging, andの設計と保守、高速物体の撮影、物理研究所でのデモ等があり
stamping
operations. Other ideal applications are textile machineryます。
adjustments,
printing press registration, electrical equipment designand servicing, photography of high speed events, and physics lab
demonstrations.

SPECIFICATIONS
仕様
フラッシュレート:
FlashRate:
100 to 25,000
flashes per minute(frm) in three overlapping ranges

Range

frm

1 Low

100-700

2 Med

600-4,200

3 High3,600-25,000

Range

μs

1 Low

22 Med23 High

1.2

フラッシュ持続時間:
FlashDuration:

approximate

確度:
Accuracy:± 0.01% , crystal-controlled time base. Display accuracy
limited by resolution of display below 10,000 frm to ±1 frm.
Tachometer
Function: LED display reads for both internal andタコメータ機能:
external modes.
外部トリガー:
External
Trigger: Three-terminal phone jack, > + 1.0 V pulse, > 0.75
rms sine wave, or contact closure.
Trigger Output: > 2.5 V behind 1 kΩ.
トリガー出力:IET LABS, INC. in the GenRad Tradition
534 Main Street, Westbury, NY 11590
78

Electronic cat/1546/05-26-05

www.ietlabs.com
TEL: (516) 334-5959 • (800) 899-8438 • FAX: (516) 334-5988
Electronic cat/1482/09-15-03

Applic.
pp. 4-8

Contents
p. 2Selection
pp. 9-11

Products
pp. 12-87

GenRadproducts
pp. 50-87

Index
p. 89

Series 1546 Digital Stroboscope
Features
特性
環境:
Environment:
Temperature:
0 to 50°C operating, -40°C to + 75°C storage.
温度:
Humidity:
95% RH at + 40°C (MIL E-16400-44.5.4.6).
湿度:
Vibration:
0.03 in DA from 10 to 55 Hz.
振動:Bench Handling:
4 in or 45°C (MIL-810A-VI).
Shock:
30 g, 11 ms.
衝撃:Power:
電源: 105 to 125 V, 50 to 60 Hz, 20 W.

構造:
成型プラスティックケース、ランプ保護プラスティック
Mechanical:
Molded plastic case with plastic face plate to protect
フェイス、陽極酸化アルミナ反射・拡散板
lamp, diffused-finish and anodized-aluminum 、標準三脚取付用ネ
reflector, standard 0.25ジ穴(0.25-20)
20 threaded hole for tripod mounting or handle grip.
Dimensions:10.952 cm H x 10.795 cm W x 23.495 cm D
大きさ:(4.312" x 4.25" x 9.25")
Weight:重さ:

1.2 kg (2.65 lb.) net, 1.55 kg (3.4 lb.) shipping

ORDERING
INFORMATION
オーダー情報1546-9700

1546 Strobotac Digital Electronic Stroboscope

INCLUDES:
Calibration Certificate Traceable to NIST
Phone plug for input and output jacks
Attached Power CordOPTIONAL ACCESSORIES:
Calibration Data
1538-9610 Replacement flash lamp for 1546

IET LABS, INC. in the GenRad Tradition
534 Main Street, Westbury, NY 11590

www.ietlabs.com
TEL: (516) 334-5959 • (800) 899-8438 • FAX: (516) 334-5988
79