MPI Cable Selection Guide

MPIではお客様の様々なオンウエハ測定要求にあった最適なRFケーブルをご用意しております。必要なケーブル長、ケーブルの重さの違い、そして要求される振幅、位相および温度安定度を満足するRFケーブ
ルを高い精度を持つRFコネクタ付きで用意しております。また、製品寿命にも十分な配慮をしています。
これらを考慮した結果、MPIでは2種類のRFケーブルを用意いたしました。高性能RFケーブル、MMCシリーズそして標準性能のRFケーブル、MRCシリーズです。
周波数範囲はDC-18 GHzからDC-110 GHzで、要求される測定精度、予算を考えて、RFケーブルを選ぶことができます。どちらのケーブルも、マニュアル型プローブ・システム、T50およびShielDEnvironmentTM型高性能プローブ・システムまでのMPIのすべてのプローブ・システムと使用できます。使用温度範囲は-60 to 125℃です。

特長

利点

標準長、80 cmおよび120 cm• マニュアル型、セミオート型プローブ・システムに測定器を最適接続• 最小の挿入損失• 最適動作RFコネクタ(オス)の特別設計• MPI ShielDEnvurinmentTM下でEMI遮蔽、遮光および結露無し環境での測定• RFプローブをRFプローブ・アームに簡単に装着• RFプローブ・アームに最小限の加重• 安定で一定のRFコンタクト

RFケーブルの多段階外装• 最適ヒートシンク、ケーブルの重さと径の兼ね合い• ケーブルの寿命の延長• RFプローブ・アームへの装着が容易

最適なケーブル径• RFプローブへの荷重を最小限に抑える• 安定なRFコンタクトを保証• ShielDEnvironmentTM環境に適合• 最短温度平衡

優れた振幅、位相および温度安定度• 長時間でも安定した測定

MMCシリーズの高精度RFコネクタ• 正確なRF校正および測定• 長い製品寿命

SELECTION GUIDE - Cables, QMS-C-AS-061-01, 09-2020 © MPI Corporation 2020 - 仕様は予告なく変更することがあります。

1

高精度MMCシリーズRFケーブル

ケーブル構造Outer Conductor (a)内導体
Inner Conductor
外導体(a)

Jacketジャケット

外導体(b)
絶縁体 OuterInsulation
Conductor (b)内導体

銅に銀メッキ絶縁体

多孔性PTFE

外導体(a)

銅テープに銀メッキ

外導体(b)

銅モールに銀メッキ

ジャケット

FEP
内導体

絶縁体

外導体
材質

パーツ番号

材質

構成、mm材質

MMC –110A

SPC

1 / 0.287

多孔性
PTFE

MMC – 67V
MMC – 50Q

SPC

1 / 0.51

MMC – 40K

SPC

1 / 0.70

ジャケット
材質

直径、mm

銅テープに銀メッキ
銅モールに銀メッキ

FEP (青)

1.7

多孔性
PTFE

銅テープに銀メッキ銅モールに銀メッキ

FEP (青)

2.7

多孔性
PTFE

銅テープに銀メッキ
銅モールに銀メッキ

FEP (青)3.3

SELECTION GUIDE - Cables, QMS-C-AS-061-01, 09-2020 © MPI Corporation 2020 - 仕様は予告なく変更することがあります。

2MMC – 110A – MF – 200
1

同軸ケーブル2

第1外装(特別構造)

3

第2外装(特別構造)

41.0 mmオス型コネクタ

51.0 mmメス型コネクタ

6

熱収縮および外装チューブ

MMC – 67V / 50Q / 40K – MF – 800
1同軸ケーブル21.85 mm/2.4 mm/2.92 mm メス型コネクタ

31.85 mm/2.4 mm/2.92 mm オス型コネクタ

4

熱収縮および外装チューブ

5ラベル

SELECTION GUIDE - Cables, QMS-C-AS-061-01, 09-2020 © MPI Corporation 2020 - 仕様は予告なく変更することがあります。

3

電気特性
MMC-40K-MFxxxx

MMC-50Q-MFxxxx

MMC-67V-MFxxxx

MMC-110A-MFxxxx

周波数範囲(GHz)405067110

モード発生周波数(GHz)527575134

コネクタ・タイプ

2.922.40

1.85

1.00

長さ(cm)

80/12080/12080/12012.5/20/25

パーツ番号

特性インピーダンス(Ω)

50

リターンロス(dB)

≥ 17

≥ 17

≥ 15.6≥ 14

挿入損失(dB)≤ 2.58/3.84≤ 4.16/5.97≤ 4.66/6.89≤ 2.41/3.91/4.23

≤ 1.3

≤ 1.3

≤ 1.4

≤ 1.5

VSWR
公称容量(pF/m)

85

公称伝送遅延(ns/m)

4.3

使用温度範囲(℃)

from -65 to +125

最小曲げ半径(mm)

≥ 15

≥ 15

MMCシリーズVSWR仕様

1.8
1.7

7

1.6

6

1.5
1.4
1.3
1.254
3
2

1.1

11.00020

40 60 80 100 120
周波数 (GHz)≥ 10

MMCシリーズ減衰仕様(25℃において)
8

減衰量 dB/mVSWR (dB)

≥ 20

0 10 20 30 40 50 60 70 80
周波数 (GHz)

SELECTION GUIDE - Cables, QMS-C-AS-061-01, 09-2020 © MPI Corporation 2020 - 仕様は予告なく変更することがあります。

4プローブ・システムによるMMC-シリーズ安定度試験結果

上限誤差、|Sij-Sij|/|Sij|、|Sii-Sii|

RFケーブルの振幅、位相特性の安定度はRFケーブルの重要な特性です。測定器のドリフトとケーブルの安定度で測定システムのRF校正有効時間がきまります。低品質のRFケーブルは、機械的ストレスに弱く、作業者が測定器に接続されているRFケーブルに触れることにより、測定は不安定になります。このような偶発的な機械的ストレスによる測定誤差に関して、MPIではMMCケーブルを使った場合のオンウエハRF測定時における、Sパラメータ測定の誤差についてシミュレーションしました。この時のSパラメータ測定はNISTの校正法により比較されています。
比較しているRFケーブルは業界で良く使われている高品質RFケーブルです。MPIの提供する高性能RFケーブルは優れた安定度を持っていることがわかります。

ケーブル安定度試験
他社RFケーブル
MPI MMCケーブル
ドリフトおよび再現性誤差

周波数 (GHz)
MMCシリーズ・ケーブルのRFコネクタ
RFコネクタの品質はMMCシリーズRFケーブルの大きな特長です。精密加工され、優れた表面品質および特殊なコーティングがなされたRFコネクタは優れた電気特性と優れた製品寿命を保証いたします。

40 GHz K(2.92 mm)、オス型MMCコネクタ

50 GHz Q(2.4 mm)、オス型MMCコネクタ

67 GHz V(1.85 mm)、オス型MMCコネクタ

110 GHz A(1.0 mm)、オス型MMCコネクタ

SELECTION GUIDE - Cables, QMS-C-AS-061-01, 09-2020 © MPI Corporation 2020 - 仕様は予告なく変更することがあります。

5

減衰量(dB/m)

挿入損失(dB/アセンブリ)

40 GHz 、MMCシリーズ特性• MMC – 40K– MF – 800• MMC – 40K– MF – 1200

周波数 (GHz)

周波数 (GHz)

周波数 (GHz)

周波数 (GHz)

SELECTION GUIDE - Cables, QMS-C-AS-061-01, 09-2020 © MPI Corporation 2020 - 仕様は予告なく変更することがあります。

6

減衰量(dB/m)

挿入損失(dB/アセンブリ)

50 GHz MMCシリーズRFケーブル特性• MMC – 50Q– MF – 800• MMC – 50Q– MF – 1200

周波数 (GHz)

周波数 (GHz)

周波数 (GHz)

周波数 (GHz)

SELECTION GUIDE - Cables, QMS-C-AS-061-01, 09-2020 © MPI Corporation 2020 - 仕様は予告なく変更することがあります。

7

減衰量(dB/m)

挿入損失(dB/アセンブリ)

110 GHz MMCシリーズRFケーブル特性• MMC – 110A– MF – 125• MMC – 110A– MF – 250

周波数 (GHz)

周波数 (GHz)

周波数 (GHz)

周波数 (GHz)

SELECTION GUIDE - Cables, QMS-C-AS-061-01, 09-2020 © MPI Corporation 2020 - 仕様は予告なく変更することがあります。

8

高性能MRCシリーズRFケーブルブル

電気特性
MRC18SMA-MFxxxx

MRC26SMA-MFxxxx

MRC-40KMF-xxxx

MRC-50QMF-xxxx

MRC-67VMF-xxxx

周波数範囲(GHz)

1826

40

50

67

コネクタ・タイプ

SMA

SMA+

2.92

2.4

1.85

80/12080/12080/12080/12080/120

パーツ番号

長さ(cm)
特性インピーダンス(Ω)

50

リターンロス(dB)

≥ 20

≥ 20

≥ 20

≥ 20

≥ 18

挿入損失(dB)≤ 1.8/2.6≤ 2.15/3.0≤ 2.5/3.5≤ 3.5/4.85≤ 6.3/8.4

≤ 1.3

≤ 1.3

≤ 1.3

≤ 1.3

≤ 1.4

VSWR使用温度範囲(℃)
最小曲げ半径(mm)直径(mm)-55 to +125
≥ 20

≥ 20

≥ 20

≥ 20

≥ 15

4.14 mm

5 mm

4.1 mm

3.3 mm

2.7 mm

SELECTION GUIDE - Cables, QMS-C-AS-061-01, 09-2020 © MPI Corporation 2020 - 仕様は予告なく変更することがあります。

9

18 GHz MRCシリーズRFケーブル特性• MRC – 18SMA – MF – 1200

26 GHz MRCシリーズRFケーブル特性• MRC – 26SMA – MF – 1200

40 GHz MRC RFシリーズRFケーブル特性• MRC – 40K – MF – 800

SELECTION GUIDE - Cables, QMS-C-AS-061-01, 09-2020 © MPI Corporation 2020 - 仕様は予告なく変更することがあります。

10

50 GHz MRCシリーズRFケーブル特性• MRC – 50Q – MF – xxxx

67 GHz MRCシリーズRFケーブル特性• MRC – 67V – MF – 800

製品パーツ番号

XXX

XXX

MF

XXXX

Cable
Lengthケーブル長

コネクタ
Connector
GenderFrequency,Connector Type
周波数、コネクタ・タイプ

同軸ケーブル・シリーズ
Cable Series!
!

800
1200

!

Male and Female
オスーメス!
!
!
!
!
!

18SMA : 18 GHz, SMA
26SMA : 26 GHz, SMA+
40K
: 40 GHz, 2.92mm
50Q: 50 GHz, 2.4mm
67V: 67 GHz, 1.85mm
110A : 110 GHz, 1.00mm

!
!

MRC
MRC 高品質RFケーブル: High-quality cable
MMC
MMC 高精度RFケーブル: High-end cable: 80 cm: 120 cm

SELECTION GUIDE - Cables, QMS-C-AS-061-01, 09-2020 © MPI Corporation 2020 - 仕様は予告なく変更することがあります。

11MMCシリーズRFケーブル・オーダリング情報
番号

製品内容

MMC-40K-MF-800

40 GHz高精度フレキシブル・ケーブル、2.92 mm (K)コネクタ、オスーメス、80 cm

MMC-40K-MF-1200

40 GHz高精度フレキシブル・ケーブル、2.92 mm (K)コネクタ、オスーメス、120 cm

MMC-50Q-MF-800

50 GHz高精度フレキシブル・ケーブル、2.4 mm (Q)コネクタ、オスーメス、80 cm

MMC-50Q-MF-1200

50 GHz高精度フレキシブル・ケーブル、2.4 mm (Q)コネクタ、オスーメス、120 cm

MMC-67V-MF-800

67 GHz高精度フレキシブル・ケーブル、1.85 mm (V)コネクタ、オスーメス、80 cm

MMC-67V-MF-1200

67 GHz高精度フレキシブル・ケーブル、1.85 mm (V)コネクタ、オスーメス、120 cm

MMC-110A-MF-125

110 GHz高精度フレキシブル・ケーブル、1 mm (A)コネクタ、オスーメス、12.5 cm

MMC-110A-MF-200

110 GHz高精度フレキシブル・ケーブル、1 mm (A)コネクタ、オスーメス、20 cm

MMC-110A-MF-250

110 GHz高精度フレキシブル・ケーブル、1 mm (A)コネクタ、オスーメス、25 cm

MRCシリーズRFケーブル・オーダリング情報
番号

製品内容

MRC-18SMAMF-800

18 GHz高品質フレキシブル・ケーブル、SMAコネクタ、オスーメス、80 cm

MRC-18SMAMF-1200

18 GHz高品質フレキシブル・ケーブル、SMAコネクタ、オスーメス、120 cm

MRC-26SMAMF-800

26 GHz高品質フレキシブル・ケーブル、SMAコネクタ、オスーメス、80 cm

MRC-26SMAMF-1200

26 GHz高品質フレキシブル・ケーブル、SMAコネクタ、オスーメス、120 cm

MRC-40K-MF-800

40 GHz高品質フレキシブル・ケーブル、2.92 mm (K)コネクタ、オスーメス、80 cm

MRC-40K-MF-1200

40 GHz高品質フレキシブル・ケーブル、2.92 mm (K)コネクタ、オスーメス、120 cm

MRC-50Q-MF-800

50 GHz高品質フレキシブル・ケーブル、2.4 mm (Q)コネクタ、オスーメス、80 cm

MRC-50Q-MF-1200

50 GHz高品質フレキシブル・ケーブル、2.4 mm (Q)コネクタ、オスーメス、120 cm

MRC-67V-MF-800

67 GHz高品質フレキシブル・ケーブル、1.85 mm (V)コネクタ、オスーメス、80 cm

MRC-67V-MF-1200

67 GHz高品質フレキシブル・ケーブル、1.85 mm (V)コネクタ、オスーメス、120 cm

SELECTION GUIDE - Cables, QMS-C-AS-061-01, 09-2020 © MPI Corporation 2020 - 仕様は予告なく変更することがあります。

12アダプタ
広範な測定セットアップにも対応できるようにMPI社では様々なアダプターを用意しております。RF帯からmm波帯まで高性能なアダプターが豊富に用意されております。
導波管-同軸アダプタ

電気特性
パーツ番号

MWA-WR15-1MM

MWA-WR12-1MM

MWA-WR10-1MM

50 – 7560 – 90

75 – 110

VSWR(最大)

1.4

1.4

1.4

挿入損失(dB)

0.35

0.40.55

コネクタ

1 mm (オス)

1 mm (オス)

1 mm (オス)

導波管

WR-15

WR-12

WR-10

周波数範囲(GHz)アダプター• プロダクトPN

XXX

XXXX

XXXX

Adapter Dimension, Gender
Adapter Series•••••••

M/F:M/F オス型/メス型: Male/FemaleN:
N 11: GHzアダプタ、N11 GHz adapter, N
350 26: 26GHzアダプタ、3.5GHz adapter,mm
3.5 mm350:
292 40: 40GHzアダプタ、2.92
GHz adapter, 2.92
292:mm mm240 50: 50GHzアダプタ、2.4GHz adapter,mm
2.4 mm240:
185 67: 67GHzアダプタ、1.85GHz adapter, 1.85
185:mm mm
100 110: 110GHzアダプタ、1.0GHz adapter, mm
1.0 mm100:••

MRA :RFアダプタ
RF Adapter
MRA:
MPA 高精度アダプタ: Precision high-end (Microwave)
MPA:Adapter

SELECTION GUIDE - Cables, QMS-C-AS-061-01, 09-2020 © MPI Corporation 2020 - 仕様は予告なく変更することがあります。

13

番号

製品内容

MRA-NM-350F

RF11 GHzアダプタ、N(オス)-3.5 mm(メス)、ストレート

MRA-NM-350M

RF11 GHzアダプタ、N(オス)-3.5 mm(オス)、ストレート

MPA-350M-350F

精密型26 GHzアダプタ、3.5 mm(オス)-3.5 mm(メス)、ストレート

MPA-350F-350F

精密型26 GHzアダプタ、3.5 mm(メス)-3.5 mm(メス)、ストレート

MPA-350M-350M

精密型26 GHzアダプタ、3.5 mm(オス)-3.5 mm(オス)、ストレート

MPA-292M-240F

精密型40 GHzアダプタ、2.92 mm(オス)-2.4 mm(メス)、ストレート

MPA-292F-240M

精密型40 GHzアダプタ、2.92 mm(メス)-2.4 mm(オス)、ストレート

MPA-292M-292F

精密型40 GHzアダプタ、2.92 mm（オス）-2.92 mm(メス)、ストレート

MPA-292F-292F

精密型40 GHzアダプタ、2.92 mm(メス)-2.92 mm(メス)、ストレート

MPA-292M-292M

精密型40 GHzアダプタ、2.92 mm(オス)-2.92 mm(オス)、ストレート

MPA-240M-240F

精密型50 GHzアダプタ、2.4 mm(オス)-2.4 mm(メス)、ストレート

MPA-240F-240F

精密型50 GHzアダプタ、2.4 mm(メス)-2.4 mm(メス)、ストレート

MPA-240M-240M

精密型50 GHzアダプタ、2.4 mm(オス)-2.4 mm(オス)、ストレート

MPA-185M-185F

精密型67 GHzアダプタ、1.85 mm(オス)-1.85 mm(メス)、ストレート

MPA-185F-185F

精密型67 GHzアダプタ、1.85 mm(メス)-1.85 mm(メス)、ストレート

MPA-185M-185M

精密型67 GHzアダプタ、1.85 mm(オス)-1.85 mm(オス)、ストレート

MPA-185M-100F

精密型67 GHzアダプタ、1.85 mm(オス)-1.00 mm(メス)、ストレートRFアダプタ• 電気特性
パーツ番号

VSWR

パーツ番号

VSWR

パーツ番号

VSWR

MRA-NM-350F≤ 1.15

MPA-292F-240M≤ 1.12

MPA-240M-240M≤ 1.20

MRA-NM-350M≤ 1.15

MPA-292M-292F≤ 1.20

MPA-185M-185F≤ 1.15

MPA-350M-350F≤ 1.10

MPA-292F-292F≤ 1.15

MPA-185F-185F≤ 1.15

MPA-350F-350F≤ 1.10

MPA-292M-292M≤ 1.15

MPA-185M-185M≤ 1.15

MPA-350M-350M≤ 1.10

MPA-240M-240F≤ 1.20

MPA-185M-100F≤ 1.30

MPA-292M-240F≤ 1.12

MPA-240F-240F≤ 1.20MPI Global Presence*詳しくはMPI取引条件をご参照ください。

Asia region:
EMEA region:
America region:

Direct contact:
ast-asia@mpi-corporation.com
ast-europe@mpi-corporation.com
ast-americas@mpi-corporation.com

MPI global presence: for your local support, please find the right contact here:
www.mpi-corporation.com/ast/support/local-support-worldwide
SELECTION GUIDE - Cables, QMS-C-AS-061-01, 09-2020 © MPI Corporation 2020 - 仕様は予告なく変更することがあります。

14