ブ（巻線形・コンダクティプラスチック 形）

直線摺動ポテンショメータ
直線▼
接触式

特長

弊社の直線摺動形ポテンショメータは、小型、軽量で機械的直線変位を直接電気的出力に変換することができ、取扱いも非常に簡単便利です。巻線形の外、高分解能、長寿命、高速追従性の良いコンダクティブプラスチックエレメントを使用した
FLP-A型も用途によりお使い分け下さい。各種機器の直線変位または蛇角その他の直線移動体の変位測定及びNC工作機
械、ロボット等に最適です。また、各種トランスジューサ用途にもご使用頂けます。

型名説明

S

●特殊仕様

30

FLP

100

A – ○○○○○

Sは特殊仕様付きを表し、標準品以外の全ての機械的特殊仕様の場合、型名の前にSを付けます。

●特殊仕様枝番号
特殊仕様に応じた４桁または5桁の数字で表します。

●大きさ●特性30は本体の概略外径が30mmであることを表し、標準として8mm､13mm､15mm､18mm､30mmの5種類あります。

●ストローク●端子接続図13黄 (A)2PULL（A・Dはコンダクティブプラスチックタイプを表します。
（巻線及びハイブリッドタイプにはA・Dを付けません。））内はコネクタ付の場合

100は電気的変化する長さを表し、標準として10mm､12mm､ 15mm､ 20mm､ 25mm､ 30mm､ 50mm､ 75mm、100mm､ 120mm､ 200mm､ 300mm､ 400mm､ 500mm､750mm､1,000mmの16種類あります。

緑 (C)

赤 (B)
PUSH

●型式及び構造

FLPは直線摺動形ポテンショメータを表し、使用エレメントにより次の2種類あります。
LPのみの場合 ･････巻線タイプ
FLP-Aの場合･･････コンダクティブプラスチックタイプ。
FLP-Dの場合 ･････コンダクティブプラスチックのダイレクトコーティングタイプ。

18FLP型の型名説明●特殊仕様

S 18 F LP B C 100 R E I - ○○○○○●特殊仕様枝番号●大きさ●簡易密封タイプの場合

18は本体の概略外径が18mmであることを表しております。

（IP54相当）（不要の場合はIをつけません）●エレメント●シャフト両出しタイプの場合

Fはコンダクティブプラスチック･エレメント使用品を表します。
（巻線の場合はFをつけません）（片出しの場合は記号をつけません）●スプリングリターン式の場合（スプリングリターン不要の場合はRをつけません）●型式●ストローク

直線摺動形を表します。

電気的変化する長さを表し15mm〜200mmまであります。

●端子形状

Cはコネクタ式、Wはケーブル端子式（1＝茶、2＝黄、3＝青）、記号のないものはラグ端子式です。

●取付形状等（本体の取付とシャフト先端形状）

A 本体ネジ取付方式、シャフト丸形タイプ
B 本体ツメ取付方式、シャフト先端にカルダンジョイント付タイプ
C 本体ツメ取付方式、シャフト先端にボール・チップ付タイプ

52

製品系列
巻18LP . . . . . . . . . . . .ケース堅固なシャフト片出しタイプです。
旧型の20LPとの代替が可能です。

線

直線
▼接触式

直線摺動形
8FLP . . . . . . . . . . . .超小形、リード線端子のローコスト品です。
13FLP . . . . . . . . . . .小形、金属ケースのローコスト品です。

コンダクティブ
プラスチック15FLP . . . . . . . . . . .スクリューマウント方式のローコスト品です。
18FLPA, B, C . . . . .ケースは堅固で、用途に合わせてシャフトの形状、コネクタ付など選択できます。

30FLP . . . . . . . . . . .シャフト片出し、コネクタ付で、簡易密封形も可能です。
CFL . . . . . . . . . . . . .スライド形、開放タイプのローコスト品です。

一般性能
エレメントの種
類
巻 線型

名

18LP

8FLP10A

8FLP15A

8FLP10D

13FLP-A
コンダクティブ
プラスチック15FLP-A
18FLPA

18FLPB

18FLPC30FLP-ACFL

ストローク（mm）
15〜10010151012〜100
10〜30

15〜10025〜15025〜50

100〜1,000

200〜1,000

標準全抵
抗値範囲
（Ω）

10〜20k
1k〜20k

1k〜20k

1k〜10k

500〜20k

500〜10k

500〜20k

500〜20k
500〜10k

1k〜500k

2k〜500k

単独直線性（％）

製 作 可 能 な 特 殊 仕 様
スプリング
リターン

シャフト
両 出 し

中間
タップ付

簡 易
密封式

±2.0〜±0.25

○

−−

○

±2.0〜±1.0○◎−○±2.0〜±1.0○◎−−±2.0◎◎−−±2.0〜±0.3○−−−±2.0〜±0.5

○

○

−

○

±0.7〜±0.2

○

−−

○

±0.5〜±0.05○○○○±0.5〜±0.1◎◎○○±0.5〜±0.1−−○○±0.5〜±0.1−−−−（注）1.性能詳細については該当型名の項をご参照下さい。
2.◎印：標準仕様品、○印：特殊仕様品
3.標準抵抗値は１、２、５シリーズです。

53

環境性能
直線
▼接触式

8FLP, 13FLP, 15FLP, 18FLPA, 18FLPB
18FLPC, 30FLP, CFL

18LP

型 名
項 目
使用温度範囲−30℃〜＋105℃−30℃〜＋105℃

温度サイクル−30℃〜＋105℃ ５サイクル
全抵抗値変化 ±５％以内
機械的損傷の無いこと−30℃〜＋105℃ ５サイクル
全抵抗値変化 ±10％以内
機械的損傷の無いこと

低温露出−30℃ 24時間
全抵抗値変化 ±５％以内
機械的損傷の無いこと−30℃ 24時間
全抵抗値変化 ±５％以内
機械的損傷の無いこと

高温露出105℃ 1,000時間
全抵抗値変化 ±５％以内
機械的損傷の無いこと

105℃ 1,000時間
全抵抗値変化 ±10％以内
機械的損傷の無いこと

振 動

10Hz〜2,000Hz 147m/s2 12時間
全抵抗値変化 ±５％以内
機械的・電気的損傷の無いこと

10Hz〜2,000Hz 147m/s2 12時間
全抵抗値変化 ±５％以内
機械的・電気的損傷の無いこと

衝 撃

490m/s2 11ms 18回
全抵抗値変化 ±１％以内
機械的・電気的損傷の無いこと

490m/s2 11ms 18回
全抵抗値変化 ±1％以内
機械的・電気的損傷の無いこと

耐湿性

40℃ 95％RH 120時間
全抵抗値変化 ±10％以内
絶縁抵抗 10MΩ以上

40℃ 95％RH 120時間
全抵抗値変化 ±10％以内
絶縁抵抗 10MΩ以上

摺動寿命
（常 温）

60c.p.m. 無負荷
10万回往復全抵抗値変化 初期値に対し±５％以内
単独直線性 基準値の150％以下
雑音 E.N.R.500Ω以下

120c.p.m. 無負荷
2,000万回往復（ST 500以上は除く）
但し
CFLは1,000万回往復（ST500以上は除く）
全抵抗値変化 初期値に対し±10％以内
単独直線性 基準値の150％以下
出力平滑性 基準値の150％以下（注）4.特注抵抗値、特殊仕様品の場合、上記性能が変わることがありますので別途ご相談下さい。
5.使用温度範囲は、この温度範囲で一般特性値を全て満足することを保証するものではありません。（詳細は技術資料108頁参照下さい）
6.上表の各試験における特性の規格値は、試験後標準状態にて測定したものです。試験中又は他の特性については、別途ご相談下さい。

特殊シャフト長ご発注時の注意事項
特殊シャフト長をご発注の際には、必ずシャフトを押し込んだ時のシャフト長をご指定下さい。8FLP型、15FLP型、30LP型等、シャフト両出しタイプが標準の製品については特にご注意下さい。

＜8FLP10A型（標準）の場合＞

L1=10(22)

L1側からシャフトを押込んだ状態
PUSH→�

(22)

L2=10L2側からシャフトを押込んだ状態←PUSH

上記の図の通り、シャフトを押し込んだ際の長さで、L1及びL2の寸法をご指定下さい。
スプリングリターン式の場合も同様ですので特にご注意下さい。
※スプリングリターン式の場合は、L1側からシャフトを押込んだ状態＝シャフトを押込んだ状態、L2側からシャフトを押込んだ状態＝スプリングで戻された状態となります。

54