シリーズ
6636 Series
標準抵抗器セット（恒温器付）
Temperature
Stabilized Resistance Standards
新シリーズ：New Series 超高抵抗値標準抵抗of High to Ultra High Value Resistance Standards

GUILDLINE INSTRUMENTS 6636 SERIES is a modular
seriesof Temperature Stabilized Resistance Standards
新しい６６３６シリーズは従来の６６３４Ａシリーズの延長にあthatarerack mountable or simply set on a bench. The
り、より高い抵抗値が利用できる標準抵抗器セットです。
6636
Seriesprovides a logical extension to the popular
６６３４Ａシリーズと同様に恒温器付のモジュラータイプ標準
6634A
seriesof Temperature Stabilized Resistance
抵抗器セットで卓上用とラック搭載用があります。
Standards.
６６３６は最大６個の標準抵抗値で構成され、１０ＭΩから１０The 6636 can be configured with up to 6 standard
０ＴΩの範囲を桁単位で網羅しております。
resistance values covering the range of 各抵抗値は絶10 MΩ to 100
縁・分離されていて、バックパネルで二つのＮタイプ端子接続
TΩ in decades. Each resistance element is isolated andを備えています。
特別な抵抗値の要望にもお応えします。
has two N-type terminal
connections at the back panel.
Special resistance values are available.

6636 Sシリーズの特色
ERIES FEATURES♦ ResistanceRange:
10 M to 100 T
抵抗値範囲：
１０ＭΩ～１００ＴΩ
Decades（桁単位）in♦ Temperature
Coefficient ± 0.2 ppm/°C
温度係数： ±０．２ｐｐｍ/℃♦ Stabilities
as < 6 ppm/year
安定度： Low
６ｐｐｍ/年以下♦ Solid
N-Type Connections
ソリッドＮタイプ接続♦ 恒温槽は不要
Eliminates temperature BathRequirements♦ 環境温度範囲：
Ambient Temperature
Range: 23°C ±２３℃±５℃
5°C♦ Internal
PRT Stability : ±0.01°C / Year
内蔵ＰＲＴの安定度：±０．０１℃/年

内部設定温度のカスタムオプション♦ CustomInternal Temperature Set Points♦ Temperature
Regulation: ± 0.01 °C/year
温度変動： ±０．０１℃/年♦ Guarded
Resistance Element Chamber
ガード付抵抗素子格納箱♦ CustomValues Available
カスタム抵抗値も利用可♦ CE
Marked
ＣＥマーク付高抵抗、超高抵抗値の標準抵抗は本質的に大きな温度係
Highand ultra high resistance standards have inherently数を持っています。
抵抗素子は恒温槽内で３０±０．０１℃
large
temperature coefficients.
The resistance elements
aremaintained at 30 ± ご要望に応じ、恒温槽の設定温0.01 °C in a temperatureの温度で保たれています。
stabilizedchamber. Chamber temperature set points of
度は３５℃あるいは４０℃±０．０１℃でも提供可能です。恒35°C and 40 °C ± 0.01°C are available on request.
温槽に備え付けの精密ＰＲＴセンサーで温度のモニターがで
Temperaturemonitoring is provided by a precision PRT
きます。 本装置は２３±５℃の幅広い温度環境で、抵抗値
sensorinstalledin the chamber. The unit can be usedへの影響を最小限に抑え、使用することができます。
in a wide working temperature surrounding of 23 ±5°C
with very minimal temperature effects on the value ofresistance.

モデル６６３６のユニークな設計によThe
Unique Design of model 6636
り、一次標準ラボでの高抵抗値、超高Allows
Primary Laboratories to
SignificantlyImprove their High to
抵抗値測定の不確かさを大きく改善すUltraHighValueResistance
ることができます。
Standards
Measurement
Uncertainties
全ての素子は厳格にコントロールされた温度を保つシールド
Since
all elements are enclosed in a shielded chamber
された容器内に格納されているので、高抵抗、超高抵抗のwitha tightly controlled temperature, the uncertainty onthesehigh and ultra high resistance standard
標準抵抗の不確かさは大幅に低くなっています。
例えば、issignificantly
reduced. For example, the temperature
６６３６の１００Ｇ素子の温度係数は、１℃にコントロールされcoefficientof a 100G element in the 6636 is 25 timesているラボ環境にある１００Ｇ気中標準抵抗より２５倍も良好
betterです。 than a 100G Standard Air Resistor in a laboratoryenvironment control of 1°C.
恒温槽内部の温度勾配を少なくするために各抵抗素子は電Resistanceelements are electrically isolated and
気的に分離・絶縁されアルミニウムブロックに溶接されていbonded
to an aluminium block to reduce thermalます。恒温槽は各素子を電気的にシールドするように設計さ
gradients
in the inner chamber. The inner chamber isdesigned
to electrically shield the individual elements
れていて、ガード端子がバックパネルに備えられています。
and a guard terminal at the back panel.
For
the first time, primary Laboratories can significantly
一次標準ラボで高抵抗、超高抵抗標準抵抗の抵抗測定でreducetheir high and ultra high value resistanceの不確かさを初めて大幅に改善できます。
measurement uncertainties.

6636 Series of Temperature Stabilized Resistance Standards
6636 Specifications
仕様
Nominal
名目抵抗値Resistance
(ΩΩ)
10 M
100 M
1G
10 G
100 G
1T
10 T
100 T

NominalInitial
名目初期Tolerance
許容値１1(± ppm)
3550
100
200500
1000
3500
6000

校正不確かさCalibration２
Uncertainty2(± ppm)

１２ヶ月間
12 MonthStability
安定度(±ppm)

101580
100
500
1000
3000
5000

61520100
200
500
750
1000

Temperature
温度係数
Coefficient(± ppm/°C)
0.2
0.2
0.2
1
10152535Maximum
最大電圧Voltage(V)
1000 V
1000 V
1000 V
1000 V
1000 V
1000 V
1000 V
1000 V

Note
Nominal initial tolerance is defined as the maximum variation of resistance mean values as initially adjusted at the point of sale.
注１：1: 名目初期許容値は初期販売時の平均抵抗値の最大変動値です。
Note
Calibrated in ambient conditions of 23 0C, referred to the unit of resistance as maintained by the National Research Council of Canada or the NIST and
注２：2:２３℃の環境温度にて、カナダのＮＲＣもしくはＮＩＳＴにより整備されている標準抵抗で校正され、包含係数をk=2とした合成不確かさ
expressed as a total uncertainty with a coverage factor of k = 2. A calibration report stating the measurement values and uncertainty is provided with each unit.

で表示。

一般仕様
G
ENERAL SPECIFICATIONS± 0.01 °C over 1 year
10 MΩ to 100 TΩ. (Special values up to 100 TΩ are available at time of order. For lower values see
Resistance Range
抵抗値範囲
Guildline 6634A Temperature Stabilized Resistance Standard Series.
1 Year Stability ± 0.01 °C
Resistance 100 ohms ± 0.1% at 0°C
0-100°C Temperature Coefficient 0.392 ohms/°C
PRT Sensor :ＰＲＴセンサー100, 120, 220, 240V ± 10%
Frequency: 50/60 Hz ± 10%
15 VA Maximum
Power Requirements
必要電力
Operating
18°C
to28°C(64~80°F),<50%RH,non-condensing
稼働時
環境条件
Environmental:
Storage-20 °C to 60 °C (-4 ~ 140 °F), < 90% RH, non-condensing
保管時
HeightWidth
Depth
Weight
幅
奥行き
高さ
重さ
Dimensions
大きさ
132 mm5.2 in
440 mm
17.4 in
503 mm19.8 in
11 kg
24 lbsNote: Add 10mm (0.4 in) to height for bench top feet
備考
Temperature Stability
温度安定度

オーダー情報ORDERING INFORMATION
6636-6/100T Standard with 6 Decade Elements 1GΩ to 100TΩ
6636-6/10T Standard with 6 Decade Elements 100MΩ to 10TΩ
6636-6/1T Standard with 6 Decade Elements 10MΩ to 1TΩ
6636-5/100T Standard with 5 Decade Elements 10GΩ to 100TΩ
6636-5/10T Standard with 5 Decade Elements 1GΩ to 10TΩ
6636-5/1T Standard with 5 Decade Elements 100MΩ to 1TΩ
6636-5/100G Standard with 5 Decade Elements 10MΩ to 100GΩ
6636-5/10G Standard with 5 Decade Elements 1MΩ to 10GΩ
6636/SSRV Single element substitution of any decade value6636/SPRV Single element substitution of any special value/TM6636 Technical Manual (Included)/ST-X Optional Internal Temperature Set point (Specify 35°C or 40°C)
Note: Report of Calibration and Calibration Certificate Included (ISO17025 accredited)
65225 Leadset for Teraohmmeter*Other Precision Leads Available – Call and tell us your requirements/Cal

Optional Calibration Services (Charge)
校正サービスオプション（有償）Additional CAL Point (Please specify voltage levels)

30305-00-85 Copyright © 2007.02.27 Guildline Instruments Limited. All rights reserved. Subject to change without notice.

Guildline IS DISTRIBUTED BY:

キ ー テ ク ノ 株 式 会 社〒101-0041

東京都千代田区神田須田町 1-14-6
T e l : ０３－３２５１－３１６１
F a x : ０３－３２５１－３１６６
E-mail:keytechno@pop14.odn.ne.jp

Guildline Instruments Limited
21 Gilroy Street, PO Box 99
Smiths Falls, Ontario
Canada K7A 4S9Phone: (613) 283-3000
Fax: (613) 283-6082
Web: www.guildline.com
Email: sales@guildline.com