校正バス(- 40 °C …+ 130 °C)
OB-7/2 LT
OB-22/2 LT
OB-50/2 LT

低温校正バス – 計量性能:• mK レンジの均一性と安定性• どの容積用のセンサーも校正• 液体で完全な熱伝導を確保• 500 mm までの浸水深度• ユニークな垂直フローデザイン• 最先端の解決法• 三つのバスサイズ

Kambic d.o.o. Metliska cesta 16; 8333 Semic ; Slovenia - EU
www.kambicmetrology.com
info@kambicmetrology.com

過熱温度
遮断装置

垂直冶具
1 個は標準装備

特別な二重シリンダー設計で稼働容積全体を容量7L, 22L, 50L
深度 500 mm まで

垂直フロー

ユーザーフレンドリーな
タッチスクリーンインタ
ーフェイス 、履歴グラフ、高度な設定オプショ
ン、通信ポート RS-232,
USB 又は Ethernet
断熱カバー有どんなサイズのセンサー取付け
も容易

保守用扉

高性能の断熱材を全面的に採用
外側も内側も全てAISI 304 SB
ステンレス製
角は丸みを付けてある。

移動用回転
キャスター
ストッパー
付き

コンプレッサー冷却の対流冷却システム
前面扉の裏側に排水バルブ
オーバーフロー液体受容ポット

Kambic d.o.o. Metliska cesta 16; 8333 Semic ; Slovenia - EU
www.kambicmetrology.com
info@kambicmetrology.com

コントローラー機能:

実際に測定したバス内の液体温度

LCD
静電容量タッチ
ディスプレイディスプレイ
電源スイッチ

温度設定
ポイント
温度コントロール開始

システム要素
動作表示

温度コントロール終了

ロック/アンロック画面
インフォメーション
画面へアクセス

履歴グラフへのアクセス

工場 / 高度なユーザー設定へのアクセス- 40 °C でのバス温度安定グラフ:

温度安定度@ - 40 °C<± 0.002 °C

Kambic d.o.o. Metliska cesta 16; 8333 Semic ; Slovenia - EU
www.kambicmetrology.com
info@kambicmetrology.com

技術データ:外形サイズ(WxHxD) mm 単位
内部サイズ(直径 x 深度) mm 単位
容積 (L)
温度範囲 (°C)
温度表示分解能 (°C)
温度設定分解能 (°C)
温度安定度 (°C)
温度均一度 (°C)
加熱速度
冷却速度
温度コントロール
ノイズレベル (dBA)
冷却電源
消費電力 (W)
インターフェイス
重量 (kg)OB-7/2 LT

OB-22/2 LT

OB-50/2 LT

480 x 1080 x 470

600 x 1240 x 550

745 x 1240 x 495

Ø 100 x 270

Ø 147 x 500

Ø 320 x 500~7- 40 …+ 130
0.001
0.001
± 0.004 @ - 40 °C± 0.005 @ 20 °C± 0.002 @ 100 °C< ± 0.007 @ - 40 °C~ 37 min(+ 20 °C …+ 100 °C)~ 64 min(+ 20 °C …- 40 °C)
PID< 58
コンプレッサー冷却システム
230 V 50/60 HZ(± 10 %)
2000
RS 232(USB or Ethernet
as option)~ 85~ 22- 40 …+ 130
0.001
0.001
± 0.004 @ - 40 °C± 0.005 @ 20 °C± 0.002 @ 100 °C< ± 0.007@ - 40 °C~ 49 min(+ 20 °C …+ 100 °C)~ 121 min(+ 20 °C …- 40 °C)
PID< 58
コンプレッサー冷却システム
230 V 50/60 HZ(± 10 %)
3200
RS 232(USB or Ethernet
as option)~ 100~ 50- 40 …+130
0.001
0.001
± 0.004 @ - 40 °C± 0.005 @ 20 °C± 0.002 @ 100 °C< ± 0.007 @ - 40 °C~ 78 min(+ 20 °C …+ 100 °C)~ 365 min(+ 20 °C …- 40 °C)
PID< 58
コンプレッサー冷却システム
230 V 50/60 HZ(± 10 %)
3200
RS 232(USB or Ethernetas option)~ 130*データは全て液体 KDC 200.50 での特性*特性は全て温度環境 (Tambient = 22 °C ± 3 °C)での値*アクセサリーは特性に影響を与えることがあります。

Kambic d.o.o. Metliska cesta 16; 8333 Semic ; Slovenia - EU
www.kambicmetrology.com
info@kambicmetrology.com

アクセサリー:- LIG 温度計支持冶具- 追加蓋- 垂直冶具- 調整可能マルチプローブ冶具

- LIG 用外付け液体レベル- 折り畳み棚- ガスフード- 評価レポート

本体・アクセサリーの品番:
内容
Calibration bath OB-7/2 LT
Calibration bath OB-22/2 LT
Calibration bath OB-50/2 LT
USB interface
Ethernet interface
Evaluation report – performed by Kambic
Evaluation report (Accredited ISO/IEC 17025:2017)
OB-Tool (Monitoring and data collection software)
External fluid level for LIG
Vertical fixture
Adjustable multiple probe fixture
LIG (liquid in glass thermometer) fixture
Local fume hood with fan
Foldable shelve
Extra lid for OB-7/2 LT
Extra lid for OB-22/2 LT
Extra lid for OB-50/2 LT
Silicone oil fluid KDC 200.05 (- 40 °C ...+130 °C)
Silicone oil fluid KDC ULT (- 100 °C …+ 30 °C)

パーツ番号
1620
1625
1611
1466
1716
1719
1777
104
1655
1657
1733
1735
1656
1658
1737
1636
2115
645
700

Kambic d.o.o. Metliska cesta 16; 8333 Semic ; Slovenia - EU
www.kambicmetrology.com
info@kambicmetrology.com

Kambic d.o.o. Metliska cesta 16; 8333 Semic ; Slovenia - EU
www.kambicmetrology.com
info@kambicmetrology.com

Kambic d.o.o. Metliska cesta 16; 8333 Semic ; Slovenia - EU
www.kambicmetrology.com
info@kambicmetrology.com