Applic.
pp. 4-8

Contents
p. 2Selection
pp. 9-11

Products
pp. 12-87

GenRadproducts
pp. 50-87

High Accuracy
高確度高抵抗Transfer Standards
仲介器High ResistanceIndex
p. 89

HATS-Y Series
HATS-Yシリーズの仲介器により３桁に及ぶ抵
Make accurate calibrations and transfer
抗値の高確度の校正と仲介測定が行えます。
measurements over three decades of resistance with the HATS-Y Series.
Steps from 1 MΩ to 100 MΩ
Transfers from 0.1 MΩ to 100 MΩ
11 precisely matched resistors
High transfer accuracy - better than 2 ppm

10 MΩ HATS-Y Transfer Standard

仲介器を使う利点
The Benefits of Using Transfer Standards
Inorder to perform calibrations with a high degree of accuracy, reference
高確度な校正を行うには全てのレンジ・桁の計測、あるいはstandards must be employed at every range or decade of the measur校正の基準となる標準が必要となります。明らかに、これはing or calibration instrumentation. Clearly, this can be difficult and costly
困難で多額の費用がかかります。理由は、標準は非常に安定
sincethese standards must be highly stable and their precise values
していて、その精密な値は高度の確かさと分解能で裏付けらmust
be known with a high degree of certainty and sufficient resolution.
れている必要があるからです。この困難さと費用を最小にすTo
minimize the cost and difficulty, more practical means of performing
るより実用的な校正方法は仲介器を使用する事です。
suchcalibrations would be to use transfer standards.
Ifもし、国立の校正機関で校正された一つの標準器を保有して
one has a single standard that is calibrated by a national laboratory,
one
can then compare the transfer standards to the certified standard
いれば、その標準器と仲介器を比例テクニックを使用して比byratio techniques. See p. 5 for a full tutorial.
較することができます。（７ページ参照）

The HATS-Y Series of transfer standards consist of 11 matched resisHATS-Yシリーズの仲介器は抵抗値(R)が揃った11個の抵抗ででき
tors, of value R, which may be connected in series or parallel combinaていて、同じ既知の偏差値を持つ抵抗を直列あるいは並列に接tions to produce any number of values such as R/10, R, and 10R, all
続することで、R/10、R、10Rなど多くの抵抗値を作ることがでwith the same known deviation, thereby allowing progressive transfers to
きます。その為に１桁上あるいは１桁下の値の抵抗値への転higher and lower decades. For example, the 1 MΩ transfer standard may
移・仲介が可能となります。例えば、1MΩの仲介器は100kΩ、
be used to transfer calibrations across 100 kΩ, 1 MΩ and 10 MΩ.
1MΩ、10MΩの校正を仲介することができます。
HATS-LRシリーズ（33ページ参照）の仲介器は100kΩ以下の抵抗
The HATS-LR Series (p. 33) of transfer stan dards may be used for
値に使用します。
resistances 100 kΩ and under.

これらの仲介器は非常に精密で安定した電圧分割器としても使These transfer standards may also be employed as very precise andstable voltage dividers.
用できます。

SPECIFICATIONS
仕 様
Leakage Resistance: >10 TΩ from terminal to case.

ステップサイズ
Step Size

100 kΩ

1 MΩ

10 MΩ

100 MΩ

Adjustment
調整確度
Accuracy±10 ppm±20 ppm±20 ppm±100

Transfer
Ac仲介確度
curacy±2 ppm±2 ppm±2 ppm±30 ppm

Stability
安定度
ppm/yearppm/年±10 ppm±15 ppm±20 ppm±30 ppm

安定度
Stabilitylong長期term±30 ppm±30 ppm±30 ppm±50 ppm

To 10
setRの設定は、スイッチ0を下、スイッチ10を上、その他のスイッstandard to 10R, set Switch 0 down, Switch 10 up, all otherswitchesoff.
チは全てオフにします。

±1 ppm/oC±3 ppm/oC±5 ppm/oC±5 ppm/oC

To 1
set
standard to 1R, set Switches 0 and 6 down, Switches 3 and 9
Rの設定は、スイッチ0と6を下、スイッチ3と9を上、その他のスup, allother switches off.
イッチは全てオフにします。

調整確度
Adj. Acc.

±10 ppm±10 ppm±10 ppm±20 ppm

温度係TC数
校正不確かさCalibration
Uncertainty±1 ppm±3 ppm±3 ppm±5 ppm±5 ppm±10 ppm±10 ppm±15 ppm

Power Coefficient: <±0.05 ppm/mW per resistor.

Temperature
温度係数
Coefficient

マッチング
Matching

Maximum Applied Input: 2500 V, or 1 W per resistor, or 10 W for entire
unit, whichever limit applies first. 3500 V peak, between any terminaland case.
使用法（スイッチ0は最左端）：Operation: (Switch 0 is left most switch).
To set standard to R/10,setR/10の設定は、スイッチ0を下、スイッチ1
Switch 0 down, Switch 1 up, switch 2 down and soon; Switch 1110を上、スイッチ11off. をオフにします。

Dimensions: 35.6 cm W x 16.5 cm H x 10.2 cm D (14" x 6.5" x 4").
Weight: 5 kg (11 lb.).

Calibration Conditions: 23°C, with meter guard applied to COM
and ground applied to G, at low power, traceable to SI. Initial calibration data supplied with instrument.

オーダー情報ORDERING
INFORMATIONHATS-Y-100K
HATS-Y-1M
HATS-Y-10M
HATS-Y-10M

100 kΩ/Step Transfer Standard
1 MΩ/Step Transfer Standard
10 MΩ/Step Transfer Standard
10 MΩ/Step Transfer Standard

OPTIONS- RM
Rack mountable case for standard 19" rack

IET LABS, INC. in the GenRad Tradition
534 Main Street, Westbury, NY 1159034

www.ietlabs.com
TEL: (516) 334-5959 • (800) 899-8438 • FAX: (516) 334-5988
IET cat/HATS-Y(PPM)/05-01-06