高い接着性のライニング材と低重合収縮レジンのベース材を使った接着裏層で、修復後リスクの軽減と辺縁漏洩を防止！
低重合収縮レジンで収縮応力を軽減

金属の量が多い

メタル
インレー

積層充填

コンポジットレジン

一括で充填すると重合収縮が大きい

収縮

裏層材の量が少ない

従来の裏層材バルクベース

低重合収縮レジンにより収縮応力が軽減され、C-ファクターの高い窩洞でもコントラクションギャップが生じにくく、

ハイフロー④コンポジット
レジン※LPS = Low Polymerization Shrinkage

刺激
重合収縮で歯質が引っ張られ術後疼痛のリスクがある。
また、光が届かないリスクがある。

C=

接着界面の面積

ラクションギャップが発生し、エナメル質の強度を上回るとエナメルクラックが発生するリスクがあります。

 C-ファクター

熱

メタル
インレー

金属量の低減！

ハードが解決！

最表層まで一括充填可能！

バルクベースライナー

優れた接着性コンポジット
レジン

親水性重合開始剤が良質な樹脂含浸層を形成！

エナメルクラック

試作フローペースト

バルクベース ハード（LPSモノマー配合）

歯髄への使える！
たっぷりコストを低減

耐着色性に優れる「バルク裏層」にふさわしくコストパフォーマンスに優れた大容量シリンジを採用しました。

最表層に充填しても長期的に色調を維持します。

C-ファクター＝５の窩洞にバルクベースライナーで処理後、バルクベース ハードを充填し割断して観察。
LPSモノマー配合のバルクベース ハードにはコントラクションギャップもエナメルクラックも発生しなかったが、LPSモノマー未配合の試作フローペーストでは重合収縮応力によるエナメルクラックが確認された。

象牙質（自社試験による）▼2.5mL

バルクベース ハード
ローフロー（A2）硬化体▼1.5mL

37℃/７日間赤ワイン浸漬（自社試験による）

当社フロアブルレジンと比較し、浸漬前

浸漬後約1.7倍の大容量シリンジ

試作フローペースト（LPSモノマー未配合）

高い硬化深度で約４ｍｍまで一括充填

重合収縮率2%以下！
深さ約4mmまで一括充填可能!

深い窩洞に対しても、約4mmまで一括充填できる高い硬化性により「バルク裏層」・「バルク充填」が可能になります。

臨床用途に合わせて流動性と色調が選べる稠<５色>

度※

<４色>

度※

隔壁作製に便利なブルーが新登場！

A1

A2A30

さらに、
「バルクベース ハード」
は硬化性能が高いので、照射

10

ユニバーサル A1

A2A3「バルクベースライナー」は「バルクベース」および「バルクベース ハード」専用の接着材です。

バルクベース ハード ローフロー

ブルー ユニバーサル A1

A2A3

1回で4約 mmまで一括充填可能！

(mm)

リキッド中の光重合開始剤に加えて、ライナースポンジのバルクベース
ハード中にも親水性重合開始剤を吸着させているため、水分含浸層を形成します。
深い窩洞など水分の多い象牙質にも高い接着性を示します。

ローフローはグリーンリングが付いた18Gニードルを使用。

ブルー

バルクベースライナーの性能

ハイフロー

μTBS（MPa）

18G

１級窩洞や窩底部の凹凸が大きい窩洞には、より流動性が高い、

ユニバーサルA1

A2「バルクベース ハイフロー」がお勧めです。

19G

ご注意：
・バルクベース ハイフローは最表層まで使用できません
のでご注意ください。

A3色調

色調

※ペースト抽出後、垂直にたて60秒後に撮影

・バルクベース ハイフローの照射時間は、LED照射器で20秒です。

稠度※

辺縁漏洩を防止する

エナメル質接着

バルクベース or
バルクベース ハード

接着
う蝕影響
象牙質

象牙質

色素侵入試験

窩洞の半分（左側）を「バルクベースライナー」で処理し、窩洞全体に「バルクベース ハード」を充填。その後、染色液※に浸漬

健全象牙質39±7し、割断面を観察した。

う蝕影響象牙質39±10

結果、「バルクベースライナー」処理側は染色液※の侵入が認

微小引張接着強さ（37℃ 24hr 水中浸漬後）（自社試験による）Since1982

バルクベースライナーが存 在する歯 質 界 面からも重 合・硬 化し、良 質な樹 脂※JIS規格により硬化深度は実測値の1/2となる

さらに流動性が必要な場合は「バルクベース 」

ハイフローはピンクリングが付いた19Gニードルを使用。

ユニバーサルバルクベース ハード ミディアムフロー

5

時間は10秒です。

チェアタイムの短縮！

硬化深度＜実測値＞

バルクベ ース ハード ローフローは、従 来のバルクベース ハードと同じ流動性です。

バルクベース ハード ミディアムフローは、従来のバルクベース ミディアムフローと同じ流動性で、裏層から最表層まで使用できるようになりました。
19G

ローフロー

稠

優れた歯質浸透力で高い接着性の「バルクベースライナー 」

接着

ミディアムフロー色調（自社試験による）バルクベース ハード

低重合収縮レジン

ミディアムフローはピンクリングが付いた19Gニードルを使用。

※3：対アルミニウム

エナメル質
象牙質

バルク裏層は熱伝導を防ぐ！

バルクベースハード※2：LED照射器10秒照射

吸水が少なく、耐着色性に優れています。

LPSモノマー 配合有無による重合収縮応力比較

重合収縮は緩和されるが充填に時間がかかる。

JIS T
6514:2015
基準※1：LED照射器20秒照射 

バルクベース ハード
ローフロー（ユニバーサル）
適用後試験方法
ISO 17304準拠

重合収縮応力が接着強さを上回ると接着界面にコント露出しているレジンの面積（自社試験による）

エナメル質

バルクベース

ローフローしてかかる重合収縮応力が大きくなります。

重合収縮応力刺激

ミディアムフロー

当社フロアブルコンポジット
レジン

7.0

UDMA

複数回積層充填の必要がある③②①

接着性がなく脱離や二次う蝕のリスクがある。
厚みがとれず熱伝導により刺激が伝わりやすい。

バルクベース ハード

この値が大きいと、コンポジットレジンの接着界面に対C-ファクターとは？

歯科で一般的に多用されモノマーの重合収縮率る モ ノ マ ー と 比 較し て、極めて低い重合収縮率のモノマー名 重合収縮率（％）
「LPSモノマー」を採 用す
2.0
LPSモノマーることで、低重合収縮を実4.5
Bis-GMA現しました。

コンポジットレジン充填の場合
一括充填

熱LPSモノマーを配合することで、フロアブルレジンでありながら重合収縮率2%以下を実現しています。

LPSモノマー で低重合収縮を実現！

< 従 来 の 修 復 で は …>

メタルインレー

良好なX線造影性を確認

窩洞適合性がより高くなります。

「バルク裏層」
・「バルク充填」のメリット
インレー修復の場合

物性値

バルクベース ハード
ローフロー

められなかった。
このことから、辺縁漏洩を防ぐと考えられる。
※：５％メチレンブルー水溶液

ライナー処理あり ライナー処理なし（自社試験による）

「バルクベース ハード」は、コンポジットレジン窩洞、インレー窩洞を問わず、積層なしに深さ４mmまで一括充填が可能な低重合収縮レジン系裏層材です。

歯科裏層用高分子系材料

包装・価格

バルクベース ハード

従 来 の 裏 層 材では難しかった「 厚 み 」を確 保し、さらに接 着 性に優 れたライナー 材「 バ ルクベ ースライナ ー 」との 組 み 合わせでしっかりと歯質に接着し、辺縁漏洩を防ぎます。また、２種類の流動性と新たな色調の追加で、裏層材としてだけではなく、最表層まで一括充填できます。

臨床Since1982

例ローフロー（A2）で裏層
歯科裏層用高分子系材料

歯科裏層用高分子系材料

バルクベース ハード ミディアムフローセット

５４ に二次う蝕を認めるう蝕を除去

バルクベースライナー処理（20秒塗布 →5〜10秒エアーブロー）

光照射

ローフロー（A2）充填【照射時間】

LED

5秒

バルクベース ハード ローフローセット

標準価格 ￥13,800

標準価格 ￥13,800

バルクベース ハード ミディアムフロー（ユニバーサル） １本（2.5mL/4.8g）
バルクベース ハード ミディアムフロー（A2）
１本（2.5mL/4.8g）
バルクベースライナー リキッド
１本（3mL）
バルクベースライナー ライナースポンジ
1箱（100粒）
19Gニードル
10本（ニードルキャップ（グレー）2個付き）
プラスチックダッペン
5枚

バルクベース ハード ローフロー（ユニバーサル）
バルクベース ハード ローフロー（A2）バルクベースライナー リキッド
バルクベースライナー ライナースポンジ
18Gニードル
プラスチックダッペン

単品

単品

識別用のピンクリングが付いています。

１本（2.5mL/4.8g）
１本（2.5mL/4.8g）
１本（3mL）
1箱（100粒）
10本（ニードルキャップ（グレー）2個付き）
5枚

識別用のグリーンリングが付いています。

19G

18G

分離材には
ウォッシャブル セップ
19Gニードル

バルクベース ハード ミディアムフロー
光照射

窩洞形成後、印象採得【照射時間】

LED

分離材塗布後、レジン系仮封材で仮封10秒

ゴールドインレー装着

2.5mL（4.8g） 各¥4,200
色調：5色（ユニバーサル, A1, A2, A3, ブルー）

20本（ニードルキャップ（グレー）1個付き）¥800

18Gニードル

20本（ニードルキャップ（グレー）1個付き）¥800

バルクベース ハード ローフロー
2.5mL（4.8g） 各¥4,200
色調：4色（ユニバーサル, A1, A2, A3）【注意】
レジン系仮封材を使用する場合は、裏層面に接着することがありますので、あらかじめ分離材を塗布してから使用してください。

バルクベース ハードに流 動性と色調を追加

歯科用象牙質接着材

バルクベースライナー
バルクベースライナー セット

ミディアムフロー（A3）で裏層から最表層まで一括充填

標準価格 ￥8,200

バルクベースライナー リキッド
バルクベースライナー ライナースポンジ
プラスチックダッペン

１本（3mL）
1箱（100粒）
5枚単品
バルクベースライナー リキッド 3mL ¥6,800
バルクベースライナー ライナースポンジ 100粒 ¥1,700

バルクベース ハイフロー
2.5mL（4.8g） ¥4,200

歯科の未来を創造するサンメディカルのテクノロジー
6 に二次う蝕を認める

う蝕を除去

バルクベースライナー処理後、ミディアムフロー（A3）充填、光照射

形態修正、研磨

ミディアムフロー（ブルー）で裏層「LPS monomer」は、低重合収縮モノマーです。
レジンの収縮応力を軽減し、良好な辺縁封鎖性が期待されます。

歯科裏層用高分子系材料 バルクベース ハード（管理医療機器） 医療機器認証番号 228AFBZX00106000
歯科用象牙質接着材 バルクベースライナー（管理医療機器） 医療機器認証番号 225AFBZX00082000「Amino-acid catalyst」は、親水性アミノ酸系重合開始剤です。
湿潤した歯質界面から優れた重合開始能を示す当社独自の技術です。

Since1982「4-META monomer」は、良質な樹脂含浸層を形成する接着促進モノマーです。
スーパーボンド®をはじめ多くの製品に採用しています。

歯科裏層用高分子系材料 バルクベース（管理医療機器） 医療機器認証番号 225AFBZX00081000

歯科用分離材 ウォッシャブル セップ（一般医療機器） 医療機器届出番号 25B2X00005000005

容量 10mL

標準価格 ¥1,800■ご使用に際しては、必ず製品添付の「添付文書」をお読みの上、正しくお使いください。 ■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。 ■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。 ■標準価格・表示記載は2019年10月21日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

■製造販売

バルクベース ハード の情報がご覧いただけます。
う蝕を除去

バルクベースライナー処理後、ミディアムフロー（ブルー）充填、光照射
経過観察

経過観察後、インレー窩洞形成形成後、印象採得

www.sunmedical.co.jp

サ ンメ ディカ ル

検索

スマートフォンからのアクセス
はコチラ →■発売（医療従事者様専用）

裏 層から最表層まで充填可能で適用範囲が広がる 