2024 年 2 月 8 日

国立大学法人山口大学医学部附属病院 御中

作業報告書
毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。
下記の通り、弊社による作業を実施致しましたので、ご査収下さいますようお願い致します。
装置情報

報告書情報

装置・ユニット名

MAGNETOM Prisma

作業番号728201138405 / 1

作業分類

保守点検

シリアル番号

66077

作業状況

完了

装置ID番号

732-189375

契約区分

契約あり

技術ID番号

732-40018177-MR04

報告者

浜 潤一

作業・サービス内容【訪問理由/システム状況・現象等】
定期点検_年_4_回_第_1_回_(予防点検)
LHe：60.4％_シールド温度(50KL/50KB/CHT)：46.5K/52.8K/36.3K
マグネット内圧：15.5psiA_コンプレッサ動作圧：20bar_二次水圧(ret)：1bar
尚、点検の詳細に関しましては後日別紙にて提出させて頂きます。
【作業内容/推定・特定した原因】
点検手順書の項目に従い予防点検を実施し、システムの正常稼働を確認致しました。
・画像消去のご了承を頂き、データベース再構築を実施致しました。作業後、動作良好です。
・有資格者によるチラーの点検を実施致しました。現状の運転状態は良好との報告を受けております。
・ホストコンピュータの前面のホコリ流入防止フィルタを交換致しました。
・ソフトウェアフルバックアップ（Acronis-System-)を外付けハードディスクに取得致しました。
・UIMR043-22-R(SD14forWindows7

basedMRsystems)を実施しました。
点検作業後、装置の立ち上げ直し及びテストスキャンを実施して、装置の正常動作を確認致しました。
作業時間
作業日
2024/02/08

作業者
浜 潤一

作業者ID

開始時間

時間計

時間内

時間外

71020133

17:00

6.00

0.50

5.50

請求区分

使用部品・諸経費
品名

部品コード数量

請求区分※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコー ルサービス料金表に従い各費用を請求させて頂きます。

お客様ご確認弊社確認〒141-8644
御担当者様

浜 潤一

2024 年 2 月 8 日

2024 年 2 月 8 日

Notification 728201138405 / 1(1 / 1)

シーメンスヘルスケア株式会社
東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー

カスタマーケアセンター 0120-041-387

Prisma/Prisma fit
MR

定期点検報告書（予防点検/安全点検）
顧客名： 国立大学法人山口大学医学部附属病院 様
装置名： MAGNETOM Prisma
ID： 732-40018177-MR04

シリアル番号： 66077

点検回数： 年 4 回
作業表 No. 728201138405
作業表 No.
作業表 No.
作業表 No.

作業実施日： 2024年 2月 8日
作業実施日：
作業実施日：
作業実施日：

お客様のご検収は作業票にお願い致します。
点検は点検手順書 M7-040.831.05.04.02/M7-040.833.05.05.02 に基づき実施されます。
本報告書の内容は事前に通知の上変更されることがあります。

Print No: M7-040.832.05.04.02.JP
Print No: M7-040.834.05.05.02.JP

シーメンスヘルスケア株式会社

点検報告書
作業内容
点検回数 ： 年4回 - 第1 回作業実施報告者 ：作業結果 ：

作業実施日： 2024年2月8日

報告書番号： 1

浜 潤一

点検手順書の項目に従い予防点検を実施し、システムの正常稼働を確認致しました。
・画像消去のご了承を頂き、データベース再構築を実施致しました。作業後、動作良好です。
・有資格者によるチラーの点検を実施致しました。現状の運転状態は良好との報告を受けております。
・ホストコンピュータの前面のホコリ流入防止フィルタを交換致しました。
・ソフトウェアフルバックアップ（Acronis-System-)を外付けハードディスクに取得致しました。
・UIMR043-22-R (SD14 for Windows7 based MR systems) を実施しました。

点検回数 ： 年4回 - 第2 回作業実施日：

報告書番号：

作業実施日：

報告書番号：

作業実施日：

報告書番号：

作業実施報告者 ：作業結果 ：

点検回数 ： 年4回 - 第3 回作業実施報告者 ：作業結果 ：

点検回数 ： 年4回 - 第4 回作業実施報告者 ：作業結果 ：

M7-040.832.05.04.02.JP
M7-040.834.05.05.02.JP

Page 2 of 13
CS SD MR

シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01

点検報告書
点検報告書について
各項目の番号は表紙の点検手順書番号に準じます。

略語の説明
略語

記号の内容

SI

安全点検 Safety Inspection

SIE

電気的安全点検 Electrical Safety Inspection

SIM

機械的安全点検 Mecanical Safety Inspection

PM

予防保全 Preventive Maintenance

PMP

予防保全の部品交換 Periodic Preventive Maintenance

PMA

予防保全の調整 Preventive Maintenance Adjustments

PMF

予防保全の動作点検、動作値の確認
Preventive Maintenance, Operating Value Check, Function Check

Q

品質点検 System Quality, Image Quality

QIQ

イメージクオリティーの点検 Image Quality

QSQ

装置全般の機能点検 System Quality CheckSW

ソフトウェア点検 Software Maintenance**M

実施周期を示します。 （例：6Mは6ヶ月周期）

M7-040.832.05.04.02.JP
M7-040.834.05.05.02.JP

Page 3 of 13
CS SD MR

シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01

点検報告書
使用測定器・測定器具
測定器名・測定器具名

シリアル番号

使用日

校正日

123456789101112131415

交換部品
品名

部品コード数量

交換日

1234567891011121314151617181920

M7-040.832.05.04.02.JP
M7-040.834.05.05.02.JP

Page 4 of 13
CS SD MR

シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01

【 点検結果 】 実施 ： 実施

点検報告書

未実施 ： 日を改めて実施

適用外 ： 今回作業不要

清掃 ： 清掃実施

該当無 ： オプション（納入無）交換 ： 交換実施

1回
22.1
2.2-2.3

PM ホストコンピュータMRC-MRSCの清掃

2.4

PMP 吸引ポンプのフィルタ交換（2年毎）

該当無最終交換日1

該当無

2.5

PM 傾斜磁場ノイズフィルタファンの確認

実施

2.6

PMP 冷却装置の確認

実施

2.7

PMP SEP：水回路のフィルタの確認
水回路のフィルタの確認

実施

マグネット

2.8.1

PMP コールドヘッドの確認

実施

2.8.2

PM 定期アップロードデータの確認 （必要に応じてコールドヘッドの交換）実施

PM コールドヘッドの交換

適用外

最終交換日22.9.2

2023年12月2日

PM 吸着器（アドゾーバー）の交換 (F70:3年毎)
最終交換日3

2.9.1

4回

TFTモニタ
実施

2.9

3回

実施

PMA TFTモニタの確認

2.8.3

2回

予防保全点検の開始

2.2.2-2.3.2

2.8

調整 ：調整実施

適用外
2023年12月2日

寝台
PM 寝台 油圧システムの確認

実施

オプション ドッキングテーブル

オプションの有無

PM ドッキングステーションの確認
2.10

RFルームドア

2.10.1

PMP RFルームドアの確認

2.11

ソフトウェア有り
実施

実施

2.11.1

SW ディレクトリーのクリーニング：MR保存ログファイルの削除

実施

2.11.2

SW 設定データのバックアップ取得

実施

予防保全点検の終了

M7-040.832.05.04.02.JP
M7-040.834.05.05.02.JP

Page 5 of 13
CS SD MR

シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01

【 点検結果 】 実施 ： 実施

点検報告書

未実施 ： 日を改めて実施

適用外 ： 今回作業不要

清掃 ： 清掃実施

該当無 ： オプション（納入無）交換 ： 交換実施

1回
2

一般安全項目の開始

2.1

装置
SI

装置の目視点検適用外

SI

ケーブルとケーブルガイドの目視点検

適用外

2.2
2.2.1

調整 ：調整実施

2回

3回

4回

オプションとアクセサリー
SI

ドッキングテーブルの目視確認
マテリアル番号：

2.2.3

10849723

適用外
シリアル番号：

12811046

各種検査部位用コイルの目視確認 （コネクタピン、カバー破損等）
SI

オプション1各種検査部位用コイルの目視確認
TxRx 15ch Knee
マテリアル番号：SI

1834

10500088

シリアル番号：

適用外
1834

10496500

シリアル番号：

適用外
2387

10496500

シリアル番号：

適用外
2387

10496543

シリアル番号：

適用外
1677

10837233

シリアル番号：

適用外
1558

10606916

シリアル番号：

適用外1229

10654891

シリアル番号：

適用外1323

10606850

シリアル番号：

適用外
1155

10499849

シリアル番号：

適用外
1080

オプション15各種検査部位用コイルの目視確認
Flex Small 4
マテリアル番号：SI

シリアル番号：

オプション14各種検査部位用コイルの目視確認
Head/Wrist 16
マテリアル番号：

SI10500087

適用外

オプション13各種検査部位用コイルの目視確認
Head/Neck 64
マテリアル番号：SI

1015

オプション12各種検査部位用コイルの目視確認
Special Purpose 4
マテリアル番号：SI

シリアル番号：

オプション11各種検査部位用コイルの目視確認
Breast 18
マテリアル番号：SI

10835325

適用外

オプション10各種検査部位用コイルの目視確認
Foot/Ankle16
マテリアル番号：SI

1774

オプション9各種検査部位用コイルの目視確認
Peripheral Angio 36
マテリアル番号：SI

シリアル番号：

オプション8各種検査部位用コイルの目視確認
Spine 32
マテリアル番号：

SI10835325

適用外オプション7各種検査部位用コイルの目視確認
Head/Neck 20
マテリアル番号：

SI1323

オプション6各種検査部位用コイルの目視確認
Shoulder Small 16
マテリアル番号：SI

シリアル番号：オプション5各種検査部位用コイルの目視確認
Shoulder Large 16
マテリアル番号：

SI10835335

適用外オプション4各種検査部位用コイルの目視確認
Body 18
マテリアル番号：SI

1686

オプション3各種検査部位用コイルの目視確認
Body 18
マテリアル番号：SI

シリアル番号：

オプション2各種検査部位用コイルの目視確認
Flex Large 4
マテリアル番号：SI

10606829

適用外10835327

シリアル番号：

オプション16各種検査部位用コイルの目視確認
マテリアル番号：

M7-040.832.05.04.02.JP
M7-040.834.05.05.02.JP

適用外
1543
該当無

シリアル番号：

Page 6 of 13
CS SD MR

シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01

【 点検結果 】 実施 ： 実施

点検報告書

交換 ： 交換実施

未実施 ： 日を改めて実施

適用外 ： 今回作業不要

清掃 ： 清掃実施

該当無 ： オプション（納入無）

1回SI

オプション17各種検査部位用コイルの目視確認
マテリアル番号：SISISI

SISI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

M7-040.832.05.04.02.JP
M7-040.834.05.05.02.JP

該当無

該当無

該当無

該当無

シリアル番号：

オプション34各種検査部位用コイルの目視確認
マテリアル番号：

該当無

シリアル番号：

オプション33各種検査部位用コイルの目視確認
マテリアル番号：

該当無

シリアル番号：

オプション32各種検査部位用コイルの目視確認
マテリアル番号：

該当無

シリアル番号：

オプション31各種検査部位用コイルの目視確認
マテリアル番号：

該当無

シリアル番号：

オプション30各種検査部位用コイルの目視確認
マテリアル番号：

該当無

シリアル番号：

オプション29各種検査部位用コイルの目視確認
マテリアル番号：

該当無

シリアル番号：

オプション28各種検査部位用コイルの目視確認
マテリアル番号：

該当無

シリアル番号：

オプション27各種検査部位用コイルの目視確認
マテリアル番号：

該当無

シリアル番号：

オプション26各種検査部位用コイルの目視確認
マテリアル番号：

該当無

シリアル番号：

オプション25各種検査部位用コイルの目視確認
マテリアル番号：

該当無

シリアル番号：

オプション24各種検査部位用コイルの目視確認
マテリアル番号：

該当無

シリアル番号：

オプション23各種検査部位用コイルの目視確認
マテリアル番号：

該当無

シリアル番号：

オプション22各種検査部位用コイルの目視確認
マテリアル番号：

該当無

シリアル番号：

オプション21各種検査部位用コイルの目視確認
マテリアル番号：

4回

シリアル番号：

オプション20各種検査部位用コイルの目視確認
マテリアル番号：

3回

シリアル番号：

オプション19各種検査部位用コイルの目視確認
マテリアル番号：

2回

シリアル番号：

オプション18各種検査部位用コイルの目視確認
マテリアル番号：

調整 ：調整実施

該当無

シリアル番号：

Page 7 of 13
CS SD MR

シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01

【 点検結果 】 実施 ： 実施

点検報告書

未実施 ： 日を改めて実施

適用外 ： 今回作業不要

清掃 ： 清掃実施

該当無 ： オプション（納入無）交換 ： 交換実施

1回

調整 ：調整実施

2回

3回

4回

その他のオプションの目視確認
2.2.3.1

オプション MRSC(MRWP)
SI

オプション MRSC(MRWP)
マテリアル番号：

2.2.3.2

オプションの有無

適用外

10864003

シリアル番号：

オプション 1その他のオプションの目視確認
SI

マテリアル番号：
2.2.3.3

オプションの有無

有り
適用外オプションドッキングテーブル
10849723

シリアル番号：

オプション 2その他のオプションの目視確認
SI

1700

オプション1その他のオプションの目視確認
説明：有り

12811046

オプションの有無

オプション2その他のオプションの目視確認

無し
該当無

説明：
マテリアル番号：
2.2.3.4

シリアル番号：

オプション 3その他のオプションの目視確認
SI

オプションの有無

オプション3その他のオプションの目視確認

無し
該当無

説明：
マテリアル番号：
2.2.3.5

シリアル番号：

オプション 4その他のオプションの目視確認
SI

オプションの有無

オプション4その他のオプションの目視確認

無し
該当無

説明：
マテリアル番号：
2.2.3.6

シリアル番号：

オプション 5その他のオプションの目視確認
SI

オプションの有無

オプション5その他のオプションの目視確認

無し
該当無

説明：
マテリアル番号：

2.3

SI

2.42.4.1

シリアル番号：

ファントムの確認

適用外

クエンチチューブ
SI

2.5

クエンチチューブの目視確認

適用外

マグネット(OR64/OR65)

2.5.1

SI

クエンチバルブ内に水が無いことの確認

適用外

2.5.2

SI

マグネットサービスタレットとベンティングシステムの着氷確認

適用外

2.5.3

SI

マグネットシステムのヘリウムガス漏れが無いことの確認

適用外

2.6

マグネットOR64 （Prisma fit のみ該当）

2.6.1

SI

クエンチバルブ内に水が無いことの確認2

2.6.2

SI

マグネットサービスタレットとベンティングシステムの着氷確認22.6.3

SI

マグネットシステムのヘリウムガス漏れが無いことの確認22.7

SI

ガントリー送風機用フィルタの確認

2.8

SI

お客様文書が整理されているかの確認

適用外

2.9

SI

ユーザーアイコン、ボタンラベルの確認

適用外

2.10
2.10.1

最終交換日112019年5月10日

点検報告書改定につき項目2.5マグネット(OR64/OR65)を参照

適用外

制御アクセスエリアの特定SI

5ガウス制限エリアの警告表示の確認

M7-040.832.05.04.02.JP
M7-040.834.05.05.02.JP

適用外Page 8 of 13
CS SD MR

シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01

【 点検結果 】 実施 ： 実施

点検報告書

未実施 ： 日を改めて実施

適用外 ： 今回作業不要

清掃 ： 清掃実施

該当無 ： オプション（納入無）交換 ： 交換実施

1回
2.11
2.11.1

調整 ：調整実施

2回

3回

4回

RFルームドアSI

2.12

RFルームのドアロックの確認

適用外

警告ラベルの確認

2.12.1

SI

レーザー警告ラベルの確認

適用外

2.12.2SI

Timドッキングテーブル警告ラベルの確認

適用外

2.12.3SI

聴覚保護ラベルの確認

適用外

2.12.4SI

小児用コイルの警告サインの確認

オプションの有無

小児用コイルの警告サインの確認無し
該当無

一般安全項目の終了

M7-040.832.05.04.02.JP
M7-040.834.05.05.02.JP

Page 9 of 13
CS SD MR

シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01

【 点検結果 】 実施 ： 実施

点検報告書

未実施 ： 日を改めて実施

適用外 ： 今回作業不要

清掃 ： 清掃実施

該当無 ： オプション（納入無）交換 ： 交換実施

1回
3

電気的安全項目の開始

3.1

接地抵抗値の測定

3.1.1

システム接地抵抗値の測定（2年毎）
最終実施日4SI

調整 ：調整実施

2回

3回

4回

2023年11月2日

EPC：接地ボルト：ライン分配ボックス：接地抵抗値≦300mΩ

適用外

EPC保護接地抵抗値測定値(mΩ)： 適用外
SI

RFフィルタプレート：接地ボルト：接地抵抗値 ≦300mΩ

適用外

RFフィルタプレート保護接地抵抗値測定値(mΩ)： 適用外
SI

マグネットColdheadコンプレッサー：本体：接地抵抗値 ≦300mΩ

適用外

マグネットColdheadコンプレッサー保護接地抵抗値測定値(mΩ)： 適用外
SI

オプションSEP：メタルフレーム：接地抵抗値 ≦300mΩ

適用外

SEP保護接地抵抗値測定値(mΩ)： 適用外
SIMRC(MRAWP)-ホスト：取付ボルト：接地抵抗値 ≦300mΩ

適用外

MRC保護接地抵抗値測定値(mΩ)： 適用外
SI

MRC(MRAWP) TFTモニタ：下部の取付ネジ：接地抵抗値 ≦300mΩ

適用外

MRCTFTモニタ保護接地抵抗値測定値(mΩ)： 適用外
SI

ｺﾝｿｰﾙ ﾏﾙﾁﾌﾟﾙｿｹｯﾄ（ﾗｲﾝ1- UPS）接地ﾈｼﾞ：接地抵抗値≦300mΩ

適用外ｺﾝｿｰﾙ ﾏﾙﾁﾌﾟﾙｿｹｯﾄ保護接地抵抗値測定値(mΩ)： 適用外
SI

ｺﾝｿｰﾙ ﾏﾙﾁﾌﾟﾙｿｹｯﾄ（ﾗｲﾝ2- NO UPS）接地ﾈｼﾞ：接地抵抗値≦300mΩ

適用外ｺﾝｿｰﾙ ﾏﾙﾁﾌﾟﾙｿｹｯﾄ2保護接地抵抗値測定値(mΩ)： 適用外
SI

オプションIFP：メタルフレーム：接地抵抗値 ≦300mΩ

日本国内対象装置なし

SI

マグネットRFコンポーネンツ：RFCEL：接地抵抗値 ≦300mΩ

適用外

RFCEL保護接地抵抗値測定値(mΩ)： 適用外
SI

マグネットRFコンポーネンツ：TX-Box：接地抵抗値 ≦300mΩ

適用外

TX-Box保護接地抵抗値測定値(mΩ)： 適用外
SI

マグネット：マグネット本体：接地抵抗値 ≦300mΩ

適用外

マグネット本体保護接地抵抗値測定値(mΩ)： 適用外
SIASC オートマスシムキャビネット：メタルフレーム：接地抵抗値 ≦300mΩ

適用外

ASC保護接地抵抗値測定値(mΩ)： 適用外

SI

オプション1：接地抵抗値 ≦300mΩ

オプションの有無

無し

説明：
オプション1保護接地抵抗値測定値(mΩ)： 該当無マテリアル番号：

3.1.2

シリアル番号：

固定寝台接地抵抗値の測定（2年毎）
最終実施日5SI

該当無固定寝台：メタルフレーム：接地抵抗値 ≦300mΩ
固定寝台保護接地抵抗値測定値(mΩ)：

M7-040.832.05.04.02.JP
M7-040.834.05.05.02.JP

Page 10 of 13
CS SD MR

該当無該当無シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01

【 点検結果 】 実施 ： 実施

点検報告書

未実施 ： 日を改めて実施

適用外 ： 今回作業不要

清掃 ： 清掃実施

該当無 ： オプション（納入無）交換 ： 交換実施

1回
3.1.3

SI

ドッキングテーブル接地抵抗値の測定（1年毎）

オプションの有無

最終実施日62023年11月2日

ドッキングテーブル：メタルフレーム：接地抵抗値≦300mΩ

調整 ：調整実施

2回

3回4回

有り

適用外

ドッキングテーブル保護接地抵抗値測定値(mΩ)： 適用外
3.1.4

SI

MRSC(MRWP)接地抵抗値の測定（1年毎）

オプションの有無

最終実施日72023年11月2日

MRSC(MRWP)ホスト：取付ネジ：接地抵抗値 ≦300mΩ

有り
適用外

MRSC保護接地抵抗値測定値(mΩ)： 適用外SI

MRSC(MRWP)TFTモニタ：下部の取付ネジ：接地抵抗値 ≦300mΩ

適用外

MRSC(MRWP)TFTモニタ保護接地抵抗値測定値(mΩ)： 適用外
SI

オプション2：接地抵抗値 ≦300mΩ

オプションの有無

無し

説明：
オプション2保護接地抵抗値測定値(mΩ)： 該当無マテリアル番号：

シリアル番号：

電気的安全項目の終了

M7-040.832.05.04.02.JP
M7-040.834.05.05.02.JP

Page 11 of 13
CS SD MR

シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01

【 点検結果 】 実施 ： 実施

点検報告書

未実施 ： 日を改めて実施

適用外 ： 今回作業不要

清掃 ： 清掃実施

該当無 ： オプション（納入無）交換 ： 交換実施

1回
42回

3回

4回

機能的安全項目の開始

4.1

SI

緊急停止ボタンの確認

適用外

4.2

SI

傾斜磁場監視ユニットの確認

適用外

4.3

寝台

4.3.1

SI

寝台ストップボタンの確認

適用外

4.3.2

SI

寝台緊急時移動の確認

適用外

4.3.3

SI

寝台後方メカニカルストッパー、警告ラベル、RFルームの距離の確認

適用外

4.3.4

SI

寝台とカバーの距離の確認

適用外

4.3.5

SI

寝台移動の確認

適用外

4.3.6

SI

エマージェンシーボールの動作確認

適用外

ドッキングテーブル（オプション）有り

オプションの有無

4.3.7

SI

オプション ドッキングテーブル：圧力稼働スイッチの確認

適用外

4.3.8

SI

オプション ドッキングテーブル：緊急時分離機能の確認

適用外

4.3.9SI

オプション ドッキングテーブル：フレームとホイールの確認

適用外

4.3.10

SI

オプション ドッキングテーブル：テーブル最下降時での高さ確認

適用外

4.4

SI

マグネット停止ボタンの動作テスト（ERDU）

適用外

最終実施日124.5

調整 ：調整実施SI

2023年11月2日

ガントリーコイルのクオリティ測定：調整・Tune-Upデータの確認2

適用外

機能的安全項目の終了

M7-040.832.05.04.02.JP
M7-040.834.05.05.02.JP

Page 12 of 13
CS SD MR

シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01

【 点検結果 】 実施 ： 実施

点検報告書

未実施 ： 日を改めて実施

適用外 ： 今回作業不要

清掃 ： 清掃実施

該当無 ： オプション（納入無）交換 ： 交換実施

1回

調整 ：調整実施

2回

3回

4回

自主確認項目
1

環境測定

1.1

温湿度計の有無

1.2

温湿度計：測定値有り
検査室

PMF 測定場所1有り
1最高温度(℃)
1最低温度(℃)

測定値は別紙を参照

1最大湿度（％）
1最低湿度（％）

機械室

PMF 測定場所2有り
2最高温度(℃)
2最低温度(℃)

測定値は別紙を参照

2最大湿度（％）
2最低湿度（％）

操作室

PMF 測定場所3無し
3最高温度(℃)
3最低温度(℃)

測定値は別紙を参照

3最大湿度（％）
3最低湿度（％）
1.3

チラー稼働状態確認
PMF チラー流量確認

実施

PMF チラー水温表示
1.4

2単位；℃

除湿器の確認
除湿器の有無有り

PMF フィルタの確認

実施

PMF ドレインの確認（必要に応じて清掃）実施

PMF 中心周波数の測定
1回目

123.129453

3回目
310.1

MHz

2回目

MHzMHz

4回目

MHz

PMF 酸素濃度計センサーの校正
最終交換日8実施
2021年6月2日

4SW ホストコンピュータ の時刻補正実施

5

PMF 心電図波形検出ユニットおよびパルス波形検出ユニットの動作確認

実施

6

PMF 二次冷却水の圧力確認実施

78

停電時マグネット停止用バッテリーの確認

実施

PMF 磁場発生中灯・使用中灯の動作確認

M7-040.832.05.04.02.JP
M7-040.834.05.05.02.JP

実施

Page 13 of 13
CS SD MR

シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01