歯科用根管充填シーラ

メタシール Soft

臨床写真

2 近心面のカリエスにより失活。
舌側より根管の拡大形成を行った。

根管内を清掃・乾燥後、エンドノズルにてメタシール Softを充填。

ヒートプラガーにてガッタパーチャポイントを焼き切る。

エンドノズルに使用できるシリンジ

マークⅠ

良好なタグバックの得られるガッタパーチャポイ
ントを根管内に挿入。

術後のX線像。

光照射を行い、根管充填終了。

下記に示したCentrix社製のC-R®シリンジ（製造販売元：（株）モリタ）が使用可能です。

マークⅡマークⅢ E−Ｚ

マークⅢ スナップフィット レギュラー

包装・価格
歯科用根管充填シーラ

メタシール Soft

冷蔵庫保管（管理医療機器）

医療機器認証番号 224AFBZX00148000

メタシール Soft セット 標準価格 ￥12,500
リキッド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１本（3.5mL）
パウダー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１個（5g）スパチュラ（グレー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１本
練和紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１冊
遮光カバー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１個
メタシールSoftスプーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１本
エンドノズル（ノズル ・ プラグ ・ ストップリング）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各10個

簡単操作で「 接 着 根 充 」を 。

単品
その他の単品・スパチュラ（グレー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥350・練和紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥450・遮光カバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥400
・メタシールSoftスプーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥350※練和紙は「ケミエースⅡ」関連製品と共用になっています。

リキッド 3.5mL
標準価格 ¥6,100

パウダー 5g
標準価格 ¥5,100

エンドノズル（ノズル ・プラグ ・ ストップリング）
各100個 標準価格 ¥7,700※遮光カバーは「メタカラー プライムアート」関連製品と共用になっています。

歯科用根管充填シーラ メタシール Soft（管理医療機器）医療機器認証番号 224AFBZX00148000 歯科用充填・修復材補助器具 エンドノズル（一般医療機器）医療機器届出番号 25B2X00005000002■室温で長期間保管すると、成分変化により十分な性能を発揮しない場合があります。購入後は直ちに冷蔵庫で保管してください。
■ご使用に際しては、必ず添付文書等をお読みの上、正しくお使いください。 ■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。 ■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。 ■標準価格・表示記載は2023年4月3日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

メタシール Softの情報がご覧いただけます。
www.sunmedical.co.jp

サ ンメ ディカ ル

検索

スマートフォンからのアクセス
はコチラ →

E265-01

除去性を有した接着性レジン系根管充填シーラー

メタシール Soft

「メタシー ル S o f t 」とは接 着 性を有したレジン系 根 管 充 填 用シーラーです。
「メタシー ル S o f t 」を介して根 管 象 牙 質からガッタパー チャポイントまでを一 体 化させたモノブロック構 造により、緊 密 な 接 着 封 鎖によって細 菌 の侵 入を抑 制 できます。また、生 体 適 合 性 評 価 を 認証基準に従って実 施し、適 合 することを確 認しております。

「メタシール Soft」はアミノ酸系重合開始剤により、浸潤した根管象牙質でも確実に浸透・重合して良好な接着性能が新規長鎖モノマーと三井化学株式会社の技術を応用したポリマーにより、得られます。根管象牙質にはレジンタグのみならず樹脂含浸象牙質も形成し、ガッタパーチャポイントとも接着することで接着性レジンでありながら硬化後でも軟質な物性を実現しました。

封鎖性を高めます。

万が一の再根管治療でも、ファイルやリーマー等で容易に除去が可能です。

根管充填の目的は根管を封鎖し、細菌の侵入経路や棲息場所をガッタパーチャ
ポイント

ガッタパーチャポイント

歯質

メタシール Soft

メタシール Soft

樹脂含浸象牙質
接合界面硬化体の物性なくすことにあります。
「メタシール Soft」は接着によって歯質より緊 密 な 封 鎖 性が得られるレジンタグシーラーです。

メタシール Soft▲ 根管模型に充填したシーラーを除去している様子「メタシール Soft」と根管象牙質の界面ガッタパーチャポイントと「メタシール Soft」の界面▲ 硬化体を指で曲げた様子

BPOフリーのアミノ酸系重合開始剤を採用

アミノ酸系重合開始剤ラジカル「メタシール Soft」はセルフエッチング能を有しており、専用の歯面処理材は不要です。また、デュアルキュアタイプのため、特許取得済

エンドノズルをセット

練和

①１カップ

メタシール Softを充填

ガッタパーチャポイ
ントを挿入

即時に表面を硬化させたい場合「メタシール Soft」専用の移送器具で、C-R®シリンジにセットして使用します。複雑な形状をした根管にも確実かつ容易にシーラーを充填できます。

光照射（必要に応じて）②モノマー成分

水分

アミノ酸系
重合開始剤
ラジカル

根管壁

シーラー充填後に表層を光重合させることが可能です。

コラーゲン繊維

※

132

１滴

④

根管壁

③

重合収縮の方向

パウダー：１カップ（ リキッド：１滴

１根管

ホイップクリームのようななめらかな状態が理想的。

エンドノズルで押し付けるようにしながらシーラーを填入。プラグを挿入してシリンジ※1にセット。

次亜塩素酸ナトリウムの影響を受けません
還元作用を有した独自のアミノ酸系重合開始剤を採用したことで、次亜塩素酸ナトリウム処理後の歯面でも良好に接着します。

必要に応じてストップリングを作業長にあわせて充填。

※1シリンジにつきましては、
本パンフレット裏面「エンドノズルに使用できるシリンジ」をご覧ください。

レンツロを使用する場合
シー ラーをレンツロに付 着させて移送。

メインポイントを挿入。
根尖で良好なタグバックが得られない根管や太い根管、扁平根管にはアクセサリーポイントを併用。

光照射（20秒以上）
20秒照射で表層から約1.7mm硬化。
化学重合の場合は約60分で硬化。

1

フレキシブルなノズル形状により、彎曲根管にも対応可能です。

2

遮光下

室内環境光下※2

練和紙上

約30分

<3分

ノズル内

約15分

＜5分

※2 室内環境により操作可能時間が短くなる可能性があります。

ストップリング
ストップリングをスライドさせることで根管形成した作業長にあわせた的確な移送が可能です。

メタシール Softの操作可能時間
保存状態

ノズル

３

接 着 性 モノマ ー の4-METAとアミノ酸系重合開始剤を採用しているため、水 分 の ある根 管でも重 合 阻 害されません。

スリット

また歯 質 界 面から重 合が開 始されるスリットを付与することで注入圧力が分散され、根尖孔外へのシーラー溢出を低減できます。

ため、接着界面に重合収縮による間隙が※特許第6153307号 歯科用注射器ノズル発生しません。
これにより高い接着封鎖性が得られます。