不二サッシ カーテンウォール試験センター

大型動風圧試験装置

参考資料299

参考資料300

不二サッシ カーテンウォール試験センター

1. 試験装置の特長
自然環境の正確なシミュレーションを可能にする大型試験装置
参考資料

最大風圧±15kPa（±1530kgf/m2）の耐風圧試験
動風圧・層間変位試験装置は、最大風圧±15kPa（±1530kgf/m2）という国内最大級の規模を誇ります。これにより、従来国外の試験装置に頼らざるを得なかった、高い耐風圧試験が可能になりました。

多様な試験項目
従来の耐風圧・気密・水密・面内変位試験に加え、横耐風圧試験・水膜試験・霧状噴霧試験・局部風雨試験・面外変位試験・“く”の字変位試
験・上方向変位試験・二次元変位試験・風揺れ試験・日射試験といった多様な試験項目をご用意しています。

F 型・L 型 -2 種類の大型試験装置
試験装置は、F 型（フラット型）・L 型（コーナー型）の2 種類です。試験体の最大寸法はF 型 -W10m×H13m 、L 型 -W8.6m×H13m×D3.6mで、実物大のカーテンウォールを実際の設計・施工条件に準じて取り付け、各種の性能試験を行うことが可能です。また、試験体最大重

F 型層間変位試験装置

量はF 型 -15ton 、L 型 -40tonで、PCカーテンウォール等の大型重量物の試験も可能になりました。

最大風速 60m/sec の暴風雨試験装置
試験体に水や風を直接吹き付けられる試験装置です。風の脈動に合わせた風速や水量の調整も可能で、現実の風雨条件に近い状況での試験が可能です。

天候に左右されない屋内試験装置
屋内に設置した試験装置ですので、試験体を取り付けるための各種施工や試験の実施が、天候に左右されず、計画通りに行えます。このため確実なスケジュールの提示が可能です。

高精度な変位測定
耐風圧試験および層間変位試験の変位測定では、モーションキャプチャによる高精度な三次元化アルゴリズムを活かした三次元動的解析も可能です。

圧力チャンバー

L 型層間変位試験装置

301ISO17025 試験所認定を取得した、第三者試験機関と同じ試験能力参考資料

カーテンウォール試験センターはISO/IEC 17025（※ 1）試験所認定（認定番号 68880）を2010 年 12月1日付けで取得し、第三者試験機関と同等の能力を有する試験所として認められました。認定マークを表示した当社の試験報告書は、第三者試験機関（（一財）建材試験センター、（一財）日本建築総合試験所、（一財）ベターリビングなど）から発行される試験成績書と同等の扱いとなり、公的試験データの提出を求められた場合も有効です。
また、認証機関であるPJLAはILAC-MRA（※ 2）（相互承認協定）の認定を取得しており、当社の試験センターは国際的にも第三者試験機関の位置付けとなります。
※ 1 ISO/IEC 17025とは、試験所の能力に関する一般要求事項を規定した国際規格です。
※ 2 相互承認協定 (Mutual Recognition Arrangement, MRA)とは、国の間で基準や手続が異なる場合でも、輸出国側の政府が指定した第三者機関が輸入国側の基準および適合性評価手続に基づき適合性評価を行った場合に、輸入国側がその評価結果に対して輸入国内で実施した適合性評価と同等の保証を与えることについて、お互いに受け入れることを取り決めた協定です。
認定証

認定証付属書カーテンウォール認定範囲（カーテンウォール試験センター）
試験項目適用される基準・方法

気密性

JIS A 1516（気密性）

水密性

JIS A 1517（水密性）

耐風圧性

JIS A 1515（耐風圧性）

耐震性

カーテンウォール性能基準（JCMA）※試験項目の詳細については、P.303 〜 P.304をご参照願います。

302

不二サッシ カーテンウォール試験センター

2. 動風圧試験／層間変位試験

参考資料

試験内容 ❶動風圧試験

使用する試験装置を表します。

1

オーダー

F型

F型

L型

2

耐風圧試験
L型

横耐風圧試験

L型

オーダー

3

気密試験

F型

L型

従来の一般的な試験内容以外に、要望に応じて行う試験内容です。
･ ･ ･ ･ 試験体･ ･ ･ ･ 正風圧･ ･ ･ ･ 負風圧･ ･ ･ ･ 散水････ 霧

試験体側チャンバー側試験体側チャンバー側試験体側チャンバー側正・負 圧 大 型 送 風 機を使 用し、 試 験 体 の正 面に 正 風 圧 が 載 荷試験体の内外に圧力差を生じた

圧力制御により、試験体に静的され たとき、側 面（L 部）に逆ときの空 気の漏れ量を測定し、な風圧力、脈動圧などを載荷しの風圧がかかる。このような風気密性を確認する。て耐風圧性を確認する。

圧を試験体に同時に載荷させて行う耐風圧試験。

試験内容 ❷層間変位試験

1F型

面内変位試験
L型

2F型

面外変位試験
L型

オーダー

3F型

面内くの字変位試験オーダー

試 験 体 の 面 内 方 向 へ仮 想 スラ

試験体の面外方向へ仮想スラブ

試験体の面内方向へ仮想スラブ

ブを変位させ、面内方向への揺を変位させ、面外方向への揺れの１つを固定し、他の仮想スラれに対する変形試験を行う。

に対する変形試験を行う。

ブを同方向へ変位させ、くの字のような曲折変位を与え、変形試験を行う。

303

参考資料

4水密試験

5水膜試験

6F型

L型

F型

L型

F型

試験体側

チャンバー側試 験 体 の 全 面に所 定 の 水 量を

オーダー

試験体側

チャンバー側霧状噴霧試験
L型

オーダー

試験体側

チャンバー側7

局部風雨試験

F型

L型

オーダー

試験体側

チャンバー側試験体最上部より全幅にわたり

試 験 体 の 表 面を細かい 霧 状 の試験体のオープンジョイント等

散 水、同 時に 風 圧 量を 載 荷し、 散 水を 行 い、高 層 建 築 の 壁 面水滴で覆うことにより、水密性に 高 速 の風 と 水を 直 接 負荷 さ水密性を確認する。

を確認する。

せ、水密性を確認する。に雨 水 が流 れ 落 ちる 状 態 の 水膜をともなったもとで水密性を確認する。

4F型

面外くの字変位試験
L型

オーダー

5F型

上方向変位試験
オーダー

6F型

二次元変位試験
L型

オーダー

7風揺れ試験

F型

L型

オーダー

試 験体 の面 外方向へ仮 想 スラ

試 験 体 を取り付 け た下から 2

試 験体 の内面、面 外方向 へ同ブの１つを固定し、他の仮想ス番目の 仮 想 スラブを上 方向 へ

時 に仮 想 スラブ を 変 位 さ せ、 変 位を同 時に与え、変 形 試 験ラブを同 方 向 へ 変 位させ、く変位させ、変形試験を行う。

面内外方向 へ の 揺れに対 するの字のような曲折変位を与え、試 験体に脈 動風 圧と動的面内を行う。

変形試験を行う。

変形試験を行う。

304

不二サッシ カーテンウォール試験センター

3. 日射試験／暴風雨試験

参考資料

試験内容 ❸F型

日射試験

F型
L型

L型

試験体に赤外線ランプで照射し、温度上昇による変形試験を行う。

試験内容 ❹暴風雨試験（暴風雨試験装置）

オーダー
風洞型試験で試験体に風や水を直接負荷させ、耐風圧性、水密性を確認する。

P軸

Y軸
Z軸

X軸
平面図

305

側面図

不二サッシ カーテンウォール試験センター

4. 装置性能仕様

参考資料

装置性能仕様
Ｆ型（フラット型）

項目

試験体装置

寸法（mm）

Ｗ 10,000 ×Ｈ13,080

Ｗ 8,600 ×Ｈ13,080 ×Ｄ 3,600

見込
（mm）

常用 250 〜 300 最小 200 最大 1,000

常用 250 〜 300 最小 200 最大 1,000

風圧

水密

層間変位

Ｌ型
（コーナー型）

重量

最大 15ton（3 層）

最大 40ton（3 層）

常用± 12kPa（1,224kgf/m 2）± 12kPa（1,224kgf/m 2）最大± 15kPa（1,530kgf/m 2）± 15kPa（1,530kgf/m 2）

散水

2 〜 10ℓ/m 2・min

2 〜 10ℓ/m 2・min

水膜

20 〜 40ℓ/m・min

20 〜 40ℓ/m・min

霧状

約 4ℓ/m 2・min（200 〜 400 μ）

約 4ℓ/m 2・min（200 〜 400 μ）

方式

仮想スラブ独立駆動

球面ジョイントピン駆動

面内

静的
H/80= ± 150mm

動的（0.5Hz）
H/150 ＝± 80mm

静的
H/80= ± 150mm

動的（0.5Hz）
H/150 ＝± 80mm

面外静的
H/80= ± 150mm

動的（0.5Hz）
H/150 ＝± 80mm

静的
H/80= ± 150mm

動的（0.5Hz）
H/150 ＝± 80mm

面内・面外
くの字

静的
h /80= ± 50mm

動的（0.5Hz）
h /150 ＝± 27mm
W/200 ＝ 50mm

上方向
二次

静的
H/80= ± 150mm

動的（0.5Hz）
H/300 ＝± 40mm

静的
H/80= ± 150mm

動的（0.5Hz）
H/300 ＝± 40mm

風揺最大風圧± 2.5kPa（255kgf/m 2）

動的面内H/240 ＝± 50mm

最大風圧
± 2.5kPa（255kgf/m 2）

動的面内H/240 ＝± 50mm

寸法
（mm）

角型 Ｗ 1,200×Ｈ 60

丸形 φ 300

角型 Ｗ 1,200×Ｈ 60

風速30m/sec

30m/sec

30m/sec

30m/sec

散水量10ℓ /m 2・min

10ℓ/m 2・min

10ℓ /m 2・min

10ℓ /m 2・min

局部風雨

日射面積

Ｗ 4,500 × H3,750（6 体分）（W2,250 × H1,250 単体）

熱量2
平均 1,046 ± 35W/m（平均900 ± 30kcal/m 2・hr）

寸法
暴風雨

風速等
散水量

ターンテーブル：φ 2,000mm
最大：60 ｍ /sec

移動範囲：X、Y、Z 軸

吹き出し口径：φ 600mm

丸形 φ 300± 1,000mm

角度：P 軸ー 30°〜＋ 90°（可変）

2 〜 10ℓ/m2・min

標準試験日程例
カレンダー日数項 目

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

仮想躯体取り付け

外し

試験体搬入
CW・取り付け外し

マスク取り付け

外し

ガラス工事

外し

シール工事
シール養生期間

切
シール養生14日間

水密試験
耐風圧試験
層間変位追従試験
測定計器 着 脱チャンバー 着 脱試験体解体
各性能試験日は、下記の通り。
● 33 日目：水密（初期）、耐風圧、水密（耐風圧履歴後）● 37 日目：層間変位追従（H/300）、水密（層間変位履歴後）● 43 日目：層間変位追従（最大）（注）追加試験や検証に柔軟に対応するため、通常 90 日（３ヶ月）を拘束日程として確保します。

306

不二サッシ カーテンウォール試験センター

5. 系統図参考資料

系統図

2圧力チャンバー

1F型層間変位試験装置

3L型層間変位試験装置

L型試験体

F型試験体

F型チャンバー

L型チャンバー

立面図

1F型層間変位試験装置

2圧力チャンバー

3L型層間変位試験装置

平面図

L型試験体

F型試験体

4日射試験装置
5暴風雨試験装置

6機械室

ターンテーブル
負圧送風機

横風圧送風機
正圧送風機

吹き出し回転ノズル

サイレンサー

2 圧力チャンバー内部

307

参考資料

1F 型層間変位試験装置

2 圧力チャンバー

3L 型層間変位試験装置

4 日射試験装置

5 暴風雨試験装置

6 機械室

操作室

モーションキャプチャによる高精度な変位測定
耐風圧試験および層間変位試
験の変位測定では、 高精度な三次元化アルゴリズムを活かした三次元動的解析も可能です。

308