Contents
p. 2Applic.
pp. 4-8

GenRadproducts
pp. 50-87

Products
pp. 12-87

Selection
pp. 9-11Precision
精密可変抵抗器

Index
p. 89

Decade Resistor

精密、安定、ローゼロ抵抗値
Accurate, Stableand Low Zero Resistance

GenRad 1433 Seriesp. 1 of 2

The
1433 Decade Resistors are primarily intended
1433ダイアル式可変抵抗器は主に確度、安定
for
precision measurement applications where
度、ローゼロ抵抗値が重要となる精密な測定
theirexcellent accuracy, stability, and low zero用に作られました。1433は抵抗値測定装置にresistance are important. They are convenient
とって確度を調べるのに便利な標準抵抗器でresistance standards for checking the accuracy
ＤＣと音声周波数のインピーダンスブリッジ
ofresistance measuring devices and are used asとして使われます。多くのモデルは無線周波
components
in dc and audio frequency impedance
数の範囲で使用する事ができます。
bridges.
Many of the models can be used into theradio-frequency range.

Model 1433 Precision Decade Resistor

抵抗値範囲1mΩ抗111MΩ
Resistance
range
from 1 mΩ to 111 MΩ

優れた安定度Excellentstability

高確度:
0.01%
10MΩステップまでHigh
accuracy- 0.01%
up to 10 MΩ steps.

ローゼロ抵抗値
Lowzero resistanceLowtemperature coefficient
低温度係数

May
be used for RTD simulation
RTDシミュレーションに使用可Goodfrequency characteristics
周波数特性良好

Rackmount option
ラックマウントオプション有り

There is a large selection of models available, with 3
ダイアルは3ダ11桁、抵抗値範囲は1mΩダ111MΩ
through 11 decades, covering a wide resistance rangeと多くのモデルがあります。各1433は、複数の接from 1 mΩ to over 111 MΩ. Each 1433 is an assembly of
点寿命の長いスイッチと精密な抵抗のアセンブ
multiple long-contact-life switches and precision resisリーが一つのキャビネットに納まっています。そtors in a single cabinet. The individual switches have
れぞれのスイッチは純銀の接点でできています。
solid silver contacts. The dials, labeled 0 to X (=10), offer
ダイアルには0からX(=10)のラベル表示があり、各continuous rotation from position to position with no stops.
ポジションを止まることなくスムースに回転しま
Each dial also has an overlap 10 position to eliminate theす。各ダイアルは10を超える位置があるので、10need of having to reset all dials when passing throughの点を超える場合に全てのダイアルをゼロにリ
a decade point. The resistance per step and maximum
セットする必要はありません。各ダイアルのス
current of each dial is clearly shown on the front panel.
テップ当たりの抵抗値と最大電流はフロントパネ
Electrical shielding is provided by an attractive aluminum
ルに明示されています。見栄えの良いアルミ製
cabinet and front panel. The resistance elements have noキャビネットとフロントパネルは電気的シールド
electrical connection to the cabinet and panel; a separateの役割を果たしています。抵抗素子はキャビネッ
shield terminal is provided.
トとフロントパネルには電気的な接続はなく、シールド端子は別に備えられています。

図１:
Figure典型的な周波数特性
1:Typical Frequency Characteristics

SPECIFICATIONS
仕 様
包括的確度：
Over-allAccuracy:ゼロ位置とどの位置の抵抗値との抵抗値の差は表示の値±(0.01%+2mΩ)です。
The difference between the resistance at any setting and at the zero setting is equal to the indicated value ± (0.01% + 2 mΩ).
(±0.03% for 10 MΩ steps.)（10MΩステップでは±0.03%）
Resistance
ステップ当たperりの抵抗値StepTotal
Decade
合計抵抗値Resistance

1 mΩ10 mΩ
100 mΩ
1Ω
10 Ω
100 Ω
1 kΩ
10 kΩ
100 kΩ
1 MΩ
10 MΩ

10 mΩ
100 mΩ
1Ω
10 Ω
100 Ω
1 kΩ
10 kΩ
100 kΩ
1MΩ
10 MΩ
100 MΩ

(±ppm/year)

Long Term
長期安定度
Stability(±ppm/3 years)

Temperature
温度係数
Coefficient(±ppm/°C)

Max.
最大パワー
Power
(W/step)

Maximum
最大電流current(per decade)Maximum
最大電圧
voltage(per step)

10050
30
1010
1010
10
10
1025

700
350
50
25252525252525
40

5020202015555510100.025
0.2
0.25
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5*
0.5*0.1*5A4A
1.6 A
0.8 A
0.25 A
80 mA
23 mA
7 mA
2.3* mA
0.7* mA
0.1* mA

5 mV
40 mV
0.16 V
0.8 V
2.5 V
8V
23 V
70 V
230 V*
700 V*
1000 V*

Stability
安定度* Subject to maximum of 2000 V.

IET LABS, INC. in the GenRad Tradition
534 Main Street, Westbury, NY 11590
68

www.ietlabs.com
TEL: (516) 334-5959 • (800) 899-8438 • FAX: (516) 334-5988
IET cat/1433/p1/02-24-06

Contents
p. 2Applic.
pp. 4-8

Selection
pp. 9-11

GenRadproducts
pp. 50-87

Products
pp. 12-87GenRad 1433 Series

精密可変抵抗器
Precision

Index
p. 89

Decade Resistor

精密、安定、ローゼロ抵抗値
Accurate, Stableand Low Zero Resistancep. 2 of 2

オーダー情報ORDERING
INFORMATIONSPECIFICATIONS
仕 様
Typical Frequency Characteristics: See Figure 1.
典型的な周波数特性については図１を参照して下さい。

Catalog No
カタログ番号

Total (Ω)
合計(Ω)

ディケード抵抗のR
0、L
TypicalValues of Ro,Lo0、Cの典型値は:and C for the Decade Resistors:
ゼロ抵抗値（R
ＤＣでは0.001Ω/ディケード（7ゼ10ディケードの場合は0）:ZeroResistance(Ro):
0.001 Ω/decade at dc (higherfor 7-10 decades);もっと大きい）1MHzでは0.04Ω/ダイアル
100kHz以上では周波数の平方根0.04
Ω/dial at 1 MHz; proportional
to the squareroot of frequencyに比例、ゼロインダクタンス(L0): 0.1μH/ダイアル+0.2μH
above
100 kHz. Zero Inductance(Lo): 0.1 μH/dial + 0.2 μH

1433-01

1.110

0.001

31433-00

111.100.0141433-02

1,111.0

0.1

4

有効シャントキャパシタンス(C):Effective Shunt Capacitance (C):キャパシタンス値は主にディケードで使用
Value is determined largely by the
されている最上位桁により決まる。ロー端子がシールドに接続されている場
highestdecade in use. With the low terminal connected to the合は大よそ15合20pF/ディケード（最上位桁から数える）です。もし最上位
shield,a value of 15 to 20 pF/decade may be assumed, counting
桁から三番目のディケードが最大の抵抗値（それ以上の桁は使用されていなdecades
down from the highest. Thus, if the third decade from the topい）だとすると、キャパシタンス値は約45合60pFと推定できます。もし最上is
the highest resistance, a value of 45 to 60 pF may be assumed. If the
位桁が使用されている場合の有効キャパシタンスは、それ以下の桁のディ
highest decade in the unit is in use, the effective capacitance is 15 to 20
ケードのセッティングに関わらず、15合20pFになります。
pF, regardless of the settings of the lower resistance decades.

1433-04

11,110141433-06

111,100

104

1433-08

1,111,000

10041433-09

11,110,000

1000

41433-09A

111,100,000

10,0004

抵抗の温度係数（室温で）:Temperature
Coefficient of Resistance:<10 ppm/°C for 100 Ω and over;+20 ppm/°C for 10 Ω and under;at room temperatures.
Assembly
will increase the over-all temperature coefficient of the 0.1
0.1Ωと0.01Ωの包括的温度係数は増加します。
スイッチ:
連続的な回転動作、純銀接点、接点抵抗は1mΩ以下、接点間and0.01 Ω.のキャパシタンスは1pF以下、接点寿命は百万サイクル以上
Switches:Continuous dial rotation; solid silver contacts; contact
resistance of less than 1 mΩ; capacitance of less than 1 pF between
contacts; lifetime in excess of 1 million cycles.

1433-10

1,111.10

0.0151433-10A

111.1100.001

51433-12

11,111.0

0.151433-14

111,110151433-16

1,111,100

1051433-18

11,111,000

100

5Min step
No of dials
ダイアル数
最小ステップ

1433-18A

111,110,000

1000

5

端子: 金メッキ、ローサーマルEMFジャックトップバインディングポス
Terminals: Gold plated, low thermal-emf jack-top binding posts on
ト・標準3/4インチ間隔、シールド端子有り
standard
3/4" spacing. Shield terminal provided.
形状： 卓上型

1433-19

1,111.110

0.001

61433-20

11,111.10

0.01

6Mechanical: Lab-bench cabinet.

1433-22

111,111.0

0.161433-24

1,111,110

161433-26

11,111,100

106Maximum
Voltage to 2000Vピーク
case: 2000 V pk.
ケースとの最大電圧:

Model
モデル

Dimensions
大きさ

Weight重さ1433-27

111,111,000100

61 decade7.7 cm W x 7.7 cm H x 8.4 cm D

0.45 kg

1433-28

11,111.110

0.001

7

(3" x 3" x 3.3")(1.0 lb)

1433-29

111,111.10

0.01

7

37.5 cm W x 8.9 cm H x 10.2 cm D

1.7 kg1433-31

1,111,1110.1

7(14.8" x 3.5" x 4")(3.8 lb)

1433-33

11,111,110

17

2.0 kg (4.3 lb)

1433-34

111,111,10010

743.9 cm W x 8.9 cm H x 10.2 cm D

2.2 kg1433-35

111,111.110

0.001

8(17.3" x 3.5" x 4")(4.8 lb)

1433-36

1,111,111.10.01

87 decades

2.4 kg (5.3 lb)

1433-37

11,111,111.0

0.1

88 decades

2.6 kg (5.7 lb)

1433-38

111,111,110

1

81433-39

1,111,111.110

0.001

91433-39A

11,111,111.10

0.0191433-39B

111,111,111.0

0.191433-40A

11,111,111.110

0.001

101433-40

111,111,111.10

0.01

102-4 decades

5 decades
6 decades

9 decades

48.3 cm W x 17.8 cm H x 19.7 cm D

5.1 kg(19.0" x 7.0" x 7.8")(11.2 lb)

10 decades

5.3 kg (11.7 lb)

11 decades

5.4 kg (11.9 lb)

INCLUDES:• Calibration Certificate Traceable to SI
OPTIONAL ACCESSORIES:• Calibration Data1433-50
Rack Mount Kit (4 dial)
1433-51
Rack Mount Kit (5 dial)
1433-52
Rack Mount Kit (6 dial)
1433-53
Rack Mount Kit (7 dial)

IET LABS, INC. in the GenRad Tradition
534 Main Street, Westbury, NY 11590
IET cat/1433/p2/02-24-06

www.ietlabs.com
TEL: (516) 334-5959 • (800) 899-8438 • FAX: (516) 334-5988
69