Contents
p. 2Applic.
pp. 4-8

Selection
pp. 9-11

1491 Series

Products
pp. 12-87

GenRadproducts
pp. 50-87

Index
p. 89

p. 1 of 2

High Accuracy
高確度可変インダクタンス
All-Purpose Decade Inductor

1491可変インダクタンスは複数の可変インダクタンスユ
The 1491 Decade Inductor is an assembly of several Deニットを一つの金属キャビネットに納めた製品です。ユcade-Inductor Units in a single metal cabinet. The units
ニットとパネルは電気的に接続されていませんが、各ユ
have no electrical connection to the panel, but a separate
ニットに接地端子が備わっており、隣接するローターミ
ground terminal is provided, which can be connected to theナルに接続し、最下桁のユニットのローターミナルまで
adjacent low terminal, leading to the smallest decade.
接続できます。
トロイダルコアはシールドされているので、相互インダクタンス
Shielded
toroidal cores for small mutual inducは小さく、外部からの磁場の影響は最小限
tance and minimal effect from external fields
湿気を防ぐために密封されているので長期間安定
Sealedagainst moisture for long-term stability
中精度の標準インダクタンスとして最適
Excellent
as a moderately precise standard ofModel 1491 Precision Inductor

inductance
200以上の高いQ値
High-Q,
200 and above
1491可変インダクタンスは波形フィルター、等価器、音声からラジオの領域の周波数共振回路用として便利な要素です。
設計初期の段These inductance decades are convenient elements for use in wave
over relatively wide ranges to determine optimum operating
values.
filters, equalizers, and tuned circuits throughout the range of audio
As moderately precise standards of inductance they have values of
階では相対的に広いレンジにわたる最適な動作値を決めるために回路の要素を変えてみる必要があり、そうした場合に発振器、分析器等
and low radio frequencies. As components in oscillators, analyzlow-frequency storage factor, Q, that are much larger than those ofの部品として、特に役立つ装置です。
ers, and similar equipment, they are especially useful during theair-core coils.
preliminary design period, when you need to vary circuit elements

FigurePercentage change in normal and incre図１: 1:
ＡＣとバイアス電流に伴うインダクタンスの1でmentalinductancewith ac and bias current.
Incremenノーマル及び増分の百分率変化。
増加曲線はItalcurve
islimitedtoand
acexcitation
lessthanI.
11
制限され、AC励起もI 以下です。

Electronic cat/1482 p1/07-09-04

Figure1491可変インダクタンスの周波数に対
2: Variation of inductance with frequency
図２:
forthe1491 Decade Inductors.
するインダクタンスの変化

Figure3: Variation to Q for the maximum inductance
図3: 低励振レベルでの最大インダクタンスのQ値
atlow
excitationlevels. Dashed curves correspond to変化。破線はフローティング筐体使用時。
use with chassis floating.

IET LABS, INC. in the GenRad Tradition
534 Main Street, Westbury, NY 11590
Electronic cat/1491 p1/07-09-04

Electronic cat/1482/09-15-03
www.ietlabs.com
TEL: (516) 334-5959 • (800) 899-8438 • FAX: (516) 334-5988

53

Contents
p. 2Applic.
pp. 4-8

Selection
pp. 9-11

Products
pp. 12-87

1491 Series

GenRadproducts
pp. 50-87

Index
p. 89

High Accuracy
高確度可変インダクタンス
All-Purpose Decade Inductor

p. 2 of 2

SPECIFICATIONS
仕 様
Frequency Characteristics:
Percentage increase in effective
周波数特性:
ローターミナルがケースの接地に接続されている
series inductance (above the zero-frequency value, Lo) may be
場合、使用されている最上位桁ディケード（設定値が幾つでobtained by interpolation in accompanying graph (see Figure 2) forあれ）の有効な直列インダクタンス（周波数０以上でのLo）
any setting to the highest-value decade used, when LOW terminalの百分率増加は、図２のグラフを補間する事で得られます。
is grounded to cabinet.

RMS I1 (mA)
Incremental Inductance: DC bias current IB will reduce the initial
Switch Setting
inductanceas shown0.1%
in the incremental curves, 0.25%
Figure Increase1.

ゼロインダクタンス:
約1μH
ZeroInductance: Approximately
1 μH
最大電圧: Voltage:
500V（実効値）500Vでスイッチを速く切り替えると回路
Maximum
500V rms. Switch will break circuit at 500V ifが切れますが、約150V以上の電圧ではスイッチの切り替え途中のturnedrapidly, but voltages above 150V may cause destructive arc位置でスイッチを壊す放電が発生する場合があります。
ingwith switch between detent positions.
Accuracy (Low Frequency, Low Signal Level):
確度（低周波数、低信号レベル）：Inductance Per Step
インダクタンス/ステップ
Model
1491-9704
1491-9707

100 μH
N/A
±2%

1 mH
±2%±2%

10 mH
±1.6%
±1.6%

100 mH
±0.8%
±0.8%

1H
±0.8%
±0.8%

電流によるインダクタンス変化: 各トロイドタイプのAC電流
Change in Inductance with Current: Fractional change in initialに対する初期インダクタンスのわずかな変化が図１のノーマル
inductance with AC current for each type of toroid is shown in the曲線で示されています。印加電流のＩに対する比率は、実線のnormal
curves, Figure 1, in terms of the ratio of the operating curI1は0.25%の変化を示しています。（破線は0.1%を示していま
rent, I, to I1 the current for 0.25% change, solid line (0.1%, brokenす。）ユニティ以下の比率はインダクタンスの変化は電流に直line).
For ratios below unity, inductance change1 is directly propor接比例しています。下記に示されている値Iは各インダクタンtionalto current. Values of I1, listed below, are approximate
and areスを最も大きい値にセットした場合の近似値です。
based on the largest inductor in the circuit for each setting.
StorageFactor Q: See Figure 3.図３参照
ストレージファクターQ:
dc
Resistance: 約45Ω/H
Approximately 45 Ω per Henry.
直流抵抗値:

Increase
100 μH

Inductance per Step
10 mH
100 mH

1H

1141

175.4

1.7.54

2,3,4

100

123.8

1.2.38

5,6,7,8,9,10

63

8

2.4

0.8.24

Maximum I

4A

1.5 A

500 mA

150 mA

50 mA

ストレージファクターQ:
図３を参照
Storage Factor Q: See Figure3.
直流抵抗値:
DCResistance:約45Ω/H
Approximately 45 Ω per Henry.
Temperature
Coefficient: Approximately -25 ppm/°C between 16°
温度係数: 約-25ppm/℃（16℃度32℃間）
and 32° C.
Terminals:
Binding posts on ¾-in centers; separate ground termi端子:
nal provided.
Mechanical: Lab-bench cabinet.
ラボベンチ用筐体
大きさ:
Dimensions:22.3 cm H x 43.2 cm W x 16.6 cm D
(8.75" x 17" x 6.5 ").

オーダー情報ORDERING INFORMATION
1491-9704

1491-D, Decade Inductor, 11.11 H, 1 mH/Step

1491-9707

IET LABS, INC. in the GenRad Tradition
534 Main Street, Westbury, NY 11590
541491-G , Decade Inductor, 11.111 H, 100 μH/Step

www.ietlabs.com
TEL: (516) 334-5959 • (800) 899-8438 • FAX: (516) 334-5988
Electronic cat/1491 p2/05-26-05