シリーズ
Model 6564 Series
８チャンネル及び１６チャンネル
8 AND 16-CHANNEL HIGH TO ULTRA高抵抗、超高抵抗スキャナー-HIGH RESISTANCE SCANNERS
First Commercially Available High to Ultra High Resistance Scanner

ギルドラインの高抵抗・超高抵抗スキャナー
Guildline's
6564 High to Ultra-High Resistance１５）までの計
Scanners are the first commercial scanners
capable of
１０００ＶＤＣまでの電圧で１０ＰΩ（１０operating with measurement capabilities to 10 Pる’s (1015) and
測が可能な市販では初めてのスキャナー。これまでの市販
at voltages to 1000 Vdc. This capability has never previously
製品にはなかったこの能力で高抵抗、超高抵抗の計測と校
been commercially available, and will greatly improve the正を非常に改善したので、標準ラボでは単一あるいは複数
measurement and calibration throughput of high and ultraの抵抗値の計測処理を迅速に自動化できます。
high ohm resistors now that standard laboratories can easilyand quickly automate a single or multiple resistance values.

8 Channel Model Shown

6564Sシリーズの特色
ERIES FEATURES
 耐電圧１０００ＶＤＣまでのWithstands up to 1000 Vdc Providing Fully
Automated Resistance Measurements
高抵抗計測完全自動化
 １００ｋΩから１０ＰΩまでの計測、Measurements from 100k to 10Pる with No
Guarding Required
ガード不要

６５２０のショートトランスファー
 Fully
Automates 6520 Short Transfer
Measurements
計測の完全自動化
 非常に低い漏洩で容易に特性化
Very Low Leakage which can be Easily
Characterized

Useof the 6564 Scanners makes no material contribution
６５６４スキャナーの使用で、ノイズあるいはリピータビ
towards
uncertainty based on noise or repeatability. As an
リティに起因する不確かさに影響は与える事は実質的にあexample,this means using the scanner has no measured effect
りません。例えば、６５２０テラオメータのトランス
onGuildline’s 6520 Teraohmmeter Transfer measurement
ファー計測モードのオペレーションに６５６４を使用してmodeof operation throughout the entire range of the meter.
も、計測の全てのレンジにおいて影響を与えません。
Contributing
less than 1 ppm of Leakage for measurements at１００ＧΩ以下の計測での漏洩は１ppm未満なので、６５100Gる
andlower,
the 6564 scanner has negligible effect on
６４スキャナーをダイレクト計測で使用する場合の不確か
theuncertainty
contribution
when used for direct reading
さへの影響は無視出来る程度の値です。更に、スキャナー
measurements
considering
theuncertainty budgets ofの漏洩は再現性があり、その特性は単純なのでオフセット
measurements at these values. Furthermore, due to theを特定する事で取り除く事が可能です。６５６４スキャ
repeatability of the scanner’s leakage, this leakage is easily
ナーの漏洩による誤差の影響についての表をこのデータ
characterized and can be removed by specifying the offset. A
シートの２ページ目に掲載しています。
completetable of the error contribution due to leakage of the6564 Scanner is provided on page 2 of this datasheet.

 熱起電力Thermoelectric
Potentials: <20 nV＜２０ｎＶ1515（典型6564スキャナーの絶縁抵抗値は＞100
The 6564 Series Scanners Provides>100
TypicalIsolation, Measurements to10Pる and with Voltages Up値）であり、ガード無しで１０００Ｖまでの電フロントパネルあるいは Front
Panel or Remote GPIB Control
to 1000 V with No Guarding Required! True
圧で１０ＰΩまでの計測ができます。高抵抗、リモートGPIBコントロール
Automation Capability for High to Ultra-High Value 2２ターミナルスイッチングマトリックス、Terminal Switching Matrix, 8 or 16
超高抵抗の真の自動化計測が可能になりました。
Channels８あるいは１６チャンネルResistanceisNowAvailableforEveryone!

 接点寿命：Contact Life: 10,000,000Cycles＞ 10,000,000サイクル

 8８ﾁｬﾝﾈﾙから１６ﾁｬﾝﾈﾙへアップグレード可
Channel is Upgradeable to 16 Channels
 GoldFlashed Tellurium Copper Terminals
金膜テラリウム銅端子
 Front
Panel Indication of Selected Channels
選択チャンネルのフロントパネル表示

Complete Automated High to UltraHigh Resistance Measurement System!

High and Ultra-High ohm resistance measurements are
高抵抗、超高抵抗の計測はS/N比が低いので一般的に難しく
typically difficult to make and are very time consuming
また時間がかかるものです。ギルドラインの６５６４ス
because of the low signal/noise ratio. With the Guildline model
キャナーとソフトウェアを利用すると、困難な１０ＰΩま6564 Scanners and software, these hard-to-make high ohm
での高抵抗計測を自動化できるので、計測技術者の都合がmeasurements (up to 10 P) can now be automated and
良い時間、ラボが閑散となり静かな夜間や週末にでも実施
scheduled at any time that is convenient to the metrologists,する事ができます。
even at night and over the weekends, when the lab is empty
and quiet.
８チャンネル及び１６チャンネルモデルがあります。他のギルドライン製品の様に、８チャンネルのスキャナーを１8-channel and 16-channel models are available. Like other６チャンネルに機能を拡張できるので、ユーザーは当面必
Guildline products, the 8-channel scanner can be expanded to
要なモデルから将来必要になった時点で製品をアップグ
a 16-channel model, giving our customers exactly what’s
レードする事が出来ます。
needed now and the flexibility for future growth.
The6564 Scanners are provided with BNC, Triax and type N
６５６４スキャナーは、ギルドラインの６５２０と６５０
connectors
used by Guildline 6520 and 6500A Teraohmmeters.
０Ａテラオメータ－で使用されているＢＮＣ、トライアッ
Optional
adaptors are provided to support BPO, BNC, and other
クス、タイプＮコネクターを備えています。ＢＰＯなどそtypesof connections. The 6564 scanner accounts for allの他のコネクター用のアダプターもオプションでありま
necessarymeasurement connections.
The 6564 offers
す。６５６４スキャナーはフロントパネルでの操作あるいconvenient
operationfromeitherthefrontpanel or from theは装備されているIEEE 488バス経由での操作もできるのでbuilt in IEEE 488 bus. TeraCal™ Software included
with the
便利です。６５２０に備わっているTeraCalTMソフトウェア
6520 has built-in drivers to automatically address the scanners.
はスキャナーを自動的にアドレスするドライバーを備えています。

高抵抗、超高抵抗スキャナー
6564 8８チャンネル及び１６チャンネル
and 16-Channel, High to Ultra
High Resistance Scanners
6564 SeriesSpecifications
シリーズ
仕様
Isolation分離仕様
Specifications
Resistance Value

6564
6564
Leakage
漏洩仕様
Specification

6520
Transfer Mode
6520ﾄﾗﾝｽﾌｧｰﾓｰﾄﾞ
Specification
仕様（4時間）6520 Direct Reading
6520ﾀﾞｲﾚｸﾄ計測仕様
Specifications（12ヶ月）

6636
Element Drift
6636ｴﾚﾒﾝﾄﾄﾞﾘﾌﾄ
Specifications
仕様（12ヶ月）

100 Mる
1 Gる
10 Gる
100 Gる
1 Tる
10 Tる
100 Tる
1 Pる
10 Pる<0.1 ppm<0.1 ppm
0.1 ppm
1 ppm
10 ppm100 ppm1000 ppm
1%
10%

25 ppm25 ppm25 ppm25 ppm80 ppm
500 ppm
700 ppm2000 ppm
5000 ppm

150 ppm
200 ppm
600 ppm
800 ppm1000 ppm
3500 ppm
6000 ppm
2.5%
30%

15 ppm35 ppm100 ppm
200 ppm
500 ppm
750 ppm1000 ppm
NANA

Measured
計測抵抗値(4 Hours)(12 Month)(12 Month)

GeneralSpecifications
一般仕様
熱起電力
Thermoelectric
Potentials:

リレー接点定格
Relay
Contact Ratings:

Leakage
漏洩抵抗 Resistance:
ChannelOutputs
チャンネル出力Termination
Communication
通信Power
電源 Supply:
Environmental
環境Operating
稼働時
Storage
保管時
大きさ
Dimensions
ミリ
millimetres
inchesインチ<20 nV typical and <50nV max.
Life: >10,000,000 cycles at low levels
Initial Contact Resistance: 0.05 る max.
Current: 2A max at 10 V
Voltage Switched: 100 V max. at 1 mA
Voltage Non-Switched: 1000 V max.
10015
Male N Type Termination – Optional Adaptors upon request
IEEE 488 Standard
External 5V DC supply with input power 95~260VAC, 50/60Hz.
Consumption – 51.3 VA
Temperature
Humidity
温度
湿度0018 C to 28 C
15% to 80% RH-20 0C to 70 0C
15% to 80% RH
幅Height
Width
Depth
Weight
高さ
奥行重さ
143 mm
451 mm
420 mm”
15 kg
5.6”
17.7”
16.5”
33 lbs

オーダー情報ORDERING
INFORMATION
6564
6564/8/TM/CC/Controller
IEEE-PCI
IEEE-2m

16-Channel Low Thermal, Quad Scanner, 1000 Vmax
8-Channel Low Thermal, Quad Scanner 1000 Vmax
Technical Manual (Included)
Certificate of Conformance (Included)*Precision Leads Set for Type N Available Upon Request*Optional Adaptors Include BPO

System Controller with IEEE and Software Integrated
NI IEEE-488.2 Interface for a PCI slot (Win 9X/NT/ME)
NI IEEE-488.2 Interface cable, 2m double shielded31109-00-85 Rev. A. Copyright © 2010.04.04 Guildline Instruments Limited. All rights reserved. Subject to change without notice.

Guildline IS DISTRIBUTED BY:

Guildline Instruments Limited
21 Gilroy Street, PO Box 99
Canada K7A 4S9Phone: (613) 283-3000
Fax: (613) 283-6082
Web: www.guildline.com
Email: sales@guildline.com