Applic.
pp. 4-8

Contents
p. 2Selection
pp. 9-11

Products
pp. 12-87

GenRadproducts
pp. 50-87

RTDシミュレータ
RTD Simulators

Index
p. 89

RTD Series
絶対確度50ppmaccuracy
50ppm absolute
分解能1mΩ
1mΩ resolution
No “zero” resistance; direct setting
ゼロ抵抗値なし；直接設定
RTDシミュレータで最高のパフォーマンス
Highestperformance RTD simulator available
高確度、高安定、低い温度係数
Highestaccuracy, highest stability, lowest TC
広いレンジ：
wide range - 1010Ωい1111.110Ω
Ω to 1111.110 ΩModel RTD-Z-6-.001 High Accuracy RTD Simulator

Virtually independent of contact resistance
実質的に接点抵抗の変化とは無縁
variation
DINPT-100,PT-100
ANSI, PT-50, NI-120システムに理想的
Ideal
for DIN
PT-100,PT-100
ANSI, PT-50 and
NI-120 systems

RTD-Z RTD-X SeriesHigh performance, low
パフォーマンスに優れ、
temperature coefficient, high
低温度係数で、安定度の高い
stability, RTD simulator.
RTDシミュレータ

nstio
aificecpds

I

Modelモデル

RTD-Z-6-.001 RTD-X-6-.001 RTD-Z-6-.01 RTD-X-6-.01 RTD-250

仕様Specifications
最小抵抗値(Ω)
Minimum
resistance (Ω)
Max
imum resistance (Ω)
最大抵抗値(Ω)
Resolution
分解能(mΩ)(mΩ)
Numberof decades
ディケード数
Absolute
accuracy (ppm)
絶対確度(ppm)
Tempcomax. (ppm/°C)
最大温度係数(ppm/℃)
Tempcotypical (ppm/°C)
典型温度係数(ppm/℃)
安定度(ppm/24時間)
Stability(ppm/24hrs)
安定度(ppm/年)
Stability(ppm/year)
Dimensions
W cm (in)大きさ
H cm (in)D cm (in)

erov
pm

1
6

10

10.0001,111.1101650
5
321043.9(17.3)
8.9(3.5)
10.2(4)10.0001,111.110
1061005
321043.9(17.3)
8.9(3.5)
10.2(4)10.00
11,111.10
10650
532
1043.9(17.3)
8.9(3.5)
10.2(4)10.00
11,111.10
105100532
1043.9(17.3)
8.9(3.5)
10.2(4)20.00
1,121.10

2005
32
30.9(12.2)
8.9(3.5)
10.2(4)* Absolute accuracy is independent of “zero” and contact resistance

Maximum power for rated accuracy:
100 mW or 100 mA for 10.000 to 10.999 Ω;
100 mW per step for the highest decade in use for 11 Ω and over.
Maximum current: 200 mA.
Breakdown voltage: 1000 Vrms
Operating Temperature: -55 to +75 °C
Switch life, typical: >100,000 operations!

New

RTD-X-6-.001
RTD-Z-6-.01

High Accuracy RTD Simulator, 1,111 Ω,
1 mΩ resolution, 50 ppm accuracyHigh Accuracy RTD Simulator, 1,111 Ω,
1mΩ resolution, 100 ppm accuracy
High Accuracy RTD Simulator, 11,111 Ω,
10 mΩ resolution, 50 ppm accuracy

RTD-X-6-.01
RTD-250

IET LABS, INC. in the GenRad Tradition
534 Main Street, Westbury, NY 11590
30IfこのRTDシミュレータがRTDに置き換えられ
this simulator is substituted for any RTD,
た場合、どんなRTDでも、システムの他の個
therest of the system may be calibrated
所を校正もしくは検査した方が良いでしょ
orex am ined. Special de signs vir tu al lyう。実質的にゼロ抵抗とスイッチの接触抵抗
elim
i nate zero resistance and switchを無くした特別な設計により、全範囲で仕様
contactvariations, providing the specifiedの絶対確度が得られます。
absolute accuracy over the entire range.

RTD-250 Series
経済的な正確でコンパクトなRTD
Economical accurate compact
RTD simulator.新しい設計
New high で作らシミュレータ。
stability design
れた安定度の高いシリーズです。
RTD-250は厳密な正確さを必要としない応The RTD-250 is a more economical version
for less exacting requirements. The RTD用での、より経済的なバージョンです。
250 exhibits a resistance range of 20 Ω to
RTD-250の抵抗値範囲は20Ωから1,121.110 Ω, 1 mΩ lowest decade resolution,
1,121.110Ωで、ディケードの分解能は最も50ppm absolute accuracy.
良い1mΩ、絶対確度は50ppmです。

ブログラム可能なバー
For programmable verジョンについては23ペー
sions , see IET’s PRTD
ジのPRTDシリーズを参Series, p. 23.
照して下さい。
ORDERING INFORMATION
オーダー情報RTD-Z-6-.001

TheRTD Series is ideal where ap pli RTDシリーズは、抵抗温度検出器(RTD)シcationsof Re sis tance Tem per a ture
ミュレーションで、ゼロと接触抵抗値の影
De
tec tor (RTD) simulation require exact
響の無い正確な低抵抗値を必要とする応用
lowvalue resisRTD-Z-6-.001の抵抗値範囲
tance without "zero" andに理想的です。
contact re sis tance ef fects. The RTD-Zは10Ωから1,111.110Ωで、ディケードの分
6-.001exhibits a resistance range of 10
解能は最も良い1mΩ、絶対確度は50ppmで
Ωto RTD-Z-6-.01の分解能は10mΩです。
1,111.110 Ω, 1 mΩ lowest decade
す。
resolution, 50 ppm absolute accuracy. TheRTD-Z-6-.01 has a 10 mΩ resolution.

High Accuracy RTD Simulator, 11,111 Ω,
10 mΩ resolution, 100 ppm accuracy
RTD Simulator, 1,121 Ω,
10 mΩ resolution, 0.02% accuracy

www.ietlabs.com
TEL: (516) 334-5959 • (800) 899-8438 • FAX: (516) 334-5988
Electronic cat/RTD/05-04