MPI IMPACTTM Test Solutions | ITS25-THZ
ミリ波/THzにおいて正確、高信頼測定可能な25 mm マニュアル型プローバ
HDMI カメラ•
•
•
••••

•
•
•

2 MP分解能, 60 fps、1080p HDMI カメラ
通常動作の場合、外部コントローラ不要
画像は2MPでmini SDカードに直接記録(SDカードは別売)
マウスによるオンスクリーンデスプレイUIコントロール
TS-25THZ システムでの資料作成に最適
USB 2.0 インターフェースを用いて、測定、注釈、レポート作成ツールの使用
ワイヤレス・マウスおよび必要ケーブル類を含む

•
•
•
•

•
•

光学ズーム範囲：1.0x ～10.0x (10:1)
優れた光学分解能、2.5 μmまで
動作範囲：95 mm
32 mm fast/fine フォーカス・ブロックを含む
Cマウント・アダプタ
同軸LED照明、外部コントロール可•••••

真空ホール付きセラミック製チャック
DUT および校正基板用
1 x 1 mm までのチップ搭載可能••

チャック-θ ステージ 機構•••••

ベンチトップ用に設計
振動アブソーバ・ベース付き
使い易さを考慮した低プロファイル設計

バックラッシュ無しのMP80ミリ波マイクロポジショナ
左側は標準のマイクロポジショナ、右側のマイクロポジシ
ョナにはX方向ナビゲーションおよびmTRL校正時に便利なディジタル・マイクロメータ付き
1 μm分解能により、TRL校正のための正確なライン長設定が可能
PRESET, ZERO / ABS, DATA / HOLDおよび 自動電源切断機能
バッテリー付き
正確なY軸ナビゲーション用標準マイクロメータ
XY方向、25 mm 移動範囲、Z方向、15 mm移動
範囲
XYZ方向に500 μm の高分解能プローブステーションにボルト付け

MP80と周波数エクステンダー/ 導波管の取付

パックコントロール型140 mm (5.5 インチ) Yレンジ で簡単ローディング/アンローディング+/- 5 度、微調θローテーション

超小型

精密50 mm x 50 mm X-Y 顕微鏡トランスポート
X、Y独立型リニア動作
90 度チルトでプローブ交換や設定を安全に高倍率でFOV ナビゲーションを容易にMP80マイクロポジショナ・セット DX

25 mm RF セラミック・チャック(常温)•••TV モニター、21.5インチ型 (16:9)
分解能:1920 x 1080
テーブルスタンドおよび VESA インターフェース

リニア顕微鏡トランスポート / 50x50 mm

MPI Super Zoom SZ10 顕微鏡
•
•
•
•
•
•

21.5 インチ・スクリーン・ディスプレイ

••***オプション***TC-25EU-ITS25-THZ
MZ12U-ITS25-THZ
VIP-TS50
VP-MINI-110/220V
FEAD-ADAPTATION•
25MM THERMAL CHUCK SYSTEM COAX / 150C / ITS25-THZ UPGRMEGAZOOM MZ12 / UPGRADE ITS25-THZ PACKAGE•VIBRATION ISOLATION PLATFORM TS50
真空ポンプ MINI& RF PROBES, 詳細は3ページ参照

周波数エクステンダー用に2つの汎用型ラージエリアプラットフォーム
導波管プローブのプラナリティ微調整用にマイクロメータ・スクリュー
Z軸調整可能E/W RFプローブアーム、220 GHz
迄。220 GHz以上のRFプローブは周波数エクステン
ダーに直接取付
FEADアダプテーションおよびRF プローブは別売

FACT SHEET - ITS25-THZ, QMS-C-AS-148-01, 03-2020 © MPI Corporation 2020 - 仕様は予告なく変更することがあります。															ITS25-THZソリューションに含まれる物：

TS25-THZ マニュアル型プローバ、パックコントロール・エアーベアリン
グ・ステージ•••••

140 mm (5.5 in) Y移動範囲、ローディング/アンローディングが簡単+/- 5 度、微調整チャックθローテーション
顕微鏡を安定にサポート
振動アブソーバ・ベース付き
真空用力が必要

25 mmRF セラミック・チャック(常温)•••真空ホール付きセラミック製チャック
DUTおよび校正基板用
1 x 1 mmまでのチップ搭載可能

リニア顕微鏡トランスポート / 50x50 mm••••

精密50 mm x 50 mm X-Y 顕微鏡トランスポート
X、Y独立型リニア動作
90度チルトでプローブ交換や設定を安全に高倍率でFOVナビゲーションを容易に

MPI Super Zoom SZ10 シングル・チューブ型顕微鏡••••••

光学ズーム範囲: 1.0x ～10.0x (10:1)
優れた光学分解能、2.5 μmまで
動作範囲：95 mm
32 mm fast/fineフォーカス・ブロックを含む
Cマウント・アダプタ
同軸LED照明、外部コントロール可、 100 - 240 V AC, CE

MP80マイクロポジショナ・セットDX
•
•
•
•
•
•
•
•
•

バックラッシュ無しのMP80ミリ波マイクロポジショナ(2個)左側は標準のマイクロポジショナ、右側のマイクロポジショナにはX軸方向ナビ
ゲーションおよびmTRL校正時に便利なディジタル・マイクロメータ付き
1 μmの分解能により、TRL校正のための正確なライン長設定が可能
PRESET, ZERO / ABS, DATA / HOLDおよび自動電源切断機能
バッテリー付き
正確なY軸ナビゲーション用標準マイクロメータ
XY方向、25 mm移動範囲、Z方向、15 mm移動範囲
XYZ 方向に500 μmの高分解能プローブステーションにボルト付け

MP80と周波数エクステンダー/導波管の取付••••

周波数エクステンダー用に2つの汎用型ラージエリア・プラットフォーム
導波管プローブのプラナリティ調整用にマイクロメータ・スクリュー
Z軸調整可能E/W RFプローブアーム、220 GHzまで。220 GHz以上のRFプローブは周波数エクステンダーに直接搭載
FEADアダプテーションおよびRFプローブは別売

QAlibria® ソフトウエア (3ページ参照) アクセサリ、ウエハ用ピンセッ
ト、Lキーセット

HDMI カメラ MOTICAM 1080
•
••
•
•
•
•

2 MP 分解能、60 fps, 1080 p HDMIカメラ
通常動作の場合、外部コントローラ不要
画像は2MPでmini SDカードに直接記録 (SDカードは別売)
マウスによるオンスクリーンデスプレイUIコントロール
TS-25THZシステムでの資料作成に最適
USB 2.0 インターフェースを用いて、測定、注釈、レポート作成ツールの使用
ワイヤレス・マウスおよび必要ケーブル類を含む

21.5 インチ・スクリーン・デスプレイ••••

TV モニター、21.5インチ型 (16:9)
分解能：1920 x 1080
テーブルスタンド
VESA インターフェース、 MPI モニタスタンドに適合

FACT SHEET - ITS25-THZ, QMS-C-AS-148-01, 03-2020 © MPI Corporation 2020 - 仕様は予告なく変更することがあります。															ITS25-THZ IMPACT™ ソリューションは低価格でミリ波/THzテストを高性能、高精度で実現します。
••••

ITS25-THZ にはミリ波用チャックが装着されており1x1 mmから25x 25 mmまでのサブミリ波のDUTの プローブによる測定が可能です。
チャックはセラミック製でDUTおよび校正基板を搭載できます。チャックに使用されているセラミックは優れた誘電特性を持っており、高次モード波を減衰する事ができ、正確な校正および THz帯での正確な測定を可能にします。
MP80マイクロポジショナと、市場に出ている周波数エクステンダー、FEADを組み合せることにより、プローブをプローブマウントに直接接続します。余分な導波管は必要ありません。これにより、1.5 THzまでの周波数において優れた測定方向性が保証されます。
MPI は市場に出ている全ての周波数エクステンダー用にアダプテーション(FEAD)を用意しています.これににより、構成が簡単で安全な操作が可能となります。

測定構成により該当するFEAD のパーツ番号を選択ください。(FEADはEast およびWestの双方を含む)：

Rohde&Schwarz®

FEAD-RS-ZCXXX

Anritsu Broadband Anritsu ShockLine™

FEAD-ANR-THZ

FEAD-ANR-SL-THZ

VDI

OML

FARRAN

Keysight Broadband

FEAD-VDI

FEAD-OML

FEAD-FARRAN

FEAD-KS-N5290-91A-THZ

広帯域FEADはシングル・エンドおよび差動型セットアップをサポートします。
この他の周波数エクステンダーもサポートしております。詳細はご連絡ください。

MPIのユニバーサル・プラットフォームの機器固定用ネジ穴はメートル標
準(25mmピッチ)またはインペリアル標準(1インチ・ピッチ)のいづれかで提供されます。

QAlibria®はMPIが提供する無料のRF校正ソフトウエアです。複雑で時間のかかるRFシステム校正をユニークなマルチタッチ操作により、簡単に実行できます。このソフトウェアにより、業界標準の校正および先進的な校正、さらにはNIST StatistiCal Plusソフトウエアのインテグレーションにより、NIST multiline TRLレベルの校正、さらには校正確度の解析、測定結果の誤差解析が可能となります。

ユニバーサル・プラットフォーム
例 Farran source

FEAD-MM

FEAD-INCH

QAlibria® 登録全ての写真は各メーカ様からの転載です。

FACT SHEET - ITS25-THZ, QMS-C-AS-148-01, 03-2020 © MPI Corporation 2020 - 仕様は予告なく変更することがあります。