III.人工呼吸器の性能比較

C.可能なモード
人工呼吸器

CMV(contineous mandatory ventilation)

IMV(intermittent mandatory ventilation)

Spontaneous

その他

ART-1500
sCMV
SIMV
CPAP(CF+RB)
ART-2000
sCMV
SIMV+PSVPSV,CPAP(CF+RB+DS)
ART-1000
sCMV
SIMV+PSVPSV,CPAP(CF+RB+DS)
ART-21sCMV
SIMV+PSV
PSV
EVW-1800(WEANY) sCMV
SIMV,Adaptive Assisted Ventilation
CPAP(CF+RB)
CLV-50sCMV
SIMV
CPAP(CF+RB)
CLV-70sCMV
SIMV
CPAP(CF+RB)
CLV-90sCMV
SIMV+PSV
PSV
MMR-2000
sCMV
SIMV+PSVPSV,CPAP(CF+DS)
BEAR-2VAV
SIMV
CPAP(CF+DV)
BEAR-3VAV
SIMV+PSV,SIMV
PSV,CPAP(CF+DV)
BEAR-5
VAV,CMV(CF-PR)
SIMV+PSV,IMV(CF+EPR),AMV+PSV
PSV,CPAP(BF+DS,CF+DS)
BEAR-1000
VAV,PCV,P.Aug
SIMV(VAV,PCV,P.Aug),SIMV+EMMV+PSV
PSV,CPAP(BF+DS)
Bennett PR-2
PSV/PCV(Bennett valve)
N/A
N/A
Bennett MA-1
sCMV,Pcycle
IMV(option)
CPAP(option;CF)
Bennett MA-2
sCMV,Pcycle
SIMV(Demand breathing)
CPAP(Demand breathing)
PB 7200ae
sCMV,PCVSIMV(sCMV,PCV)
PSV,CPAP(BF+DS)
PB 740sCMV,PCVSIMV(sCMV,PCV)
PSV,CPAP(DS)PB 840sCMV,PCV,VC+
SIMV(sCMV,PCV,VC+)
PSV,CPAP(BF+DS),PAV,BiLevel
NIV
Bird mark7,mark8 Pcycle
N/A
N/A
IMV Bird
N/A
IMV(CF+DV+RB+EVO)
CPAP(CF+RB+DV)
6400ST
VAV
SIMV(VAV)+PSV
PSV,CPAP(BF+DS)
8400STi
VAV,PCV,VAPS
SIMV(VAV,PCV,VAPS)+PSV
PSV,CPAP(BF+DS)
T-Bird
VAV,PCV,VAPS
SIMV(VAV,PCV,VAPS)+PSV
PSV,CPAP(BF+DS)
Vela
VAV,PCV,VAPS,PRVC,Vsync
SIMV(VAV,PCV,VAPS,PRVC,Vsync)+PSV
PSV,Biphasic,APRVNIVAvea
VAV,PCV,VAPS,PRVC,Vsync
SIMV(VAV,PCV,VAPS,PRVC,Vsync)+PSV
PSV,Biphasic,APRV
NIVEvita XLsCMV,AutoFlow,PLV,PAV,NeoFlow
SIMV(sCMV,AutoFlow,PLV,NeoFlow)+ASB,BIPAP+ASB,EMMV+ASB
BIPAP,APRV,ASB,NeoFlow,PPS
NIV
EVT-4000
sCMV,AutoFlow,PLV,PAV,NeoFlow
SIMV(sCMV,AutoFlow,PLV,NeoFlow)+ASB,BIPAP+ASB,EMMV+ASB
BIPAP,APRV,ASB,NeoFlow,PPS
NIV
EVT-2200sCMV,AutoFlow,PLV
SIMV(sCMV,AutoFlow,PLV)+ASB,BIPAP+ASB,EMMV+ASB
BIPAP,APRV,ASB
EVT-2000
sCMV,PLVSIMV(sCMV,PLV)+ASB,BIPAP+ASB,EMMV+ASB
BIPAP,APRV,ASB
EVT-1000
sCMV,PLVSIMV(sCMV,PLV)+ASB,BIPAP,EMMV+ASB
BIPAP,APRV,ASB
EVT-880sCMV,PLVSIMV(sCMV,PLV)+ASB
ASB
EVT-800
sCMV,PLVSIMV(sCMV,PLV)+ASB
ASBMicroventsCMV
SIMV+ASB
ASB
Engstrom 300
CMV(CD)
N/A
N/A
Engstrom 2000
sCMV(CD)
N/A
CPAP(CF+CD)
Erica
sCMV(CD)
SIMV+IA,EMMV+IA
IA,CPAP(CD)ElvirasCMV(CD)
SIMV+IA,EMMV+IA
IA,CPAP(CD)AmadeussCMV,
SIMV+PSVPSV,CPAP(BF+DS)(H-MMV)Veola
sCMV
SIMV+PSVPSV,CPAP(BF+DS)
H-MMV
Galileo
VC,PC,APV
SIMV(VC,PC,APV,ASV)
PSV
CV-2000
sCMV
SIMV
CPAP(CF+DV)
CV-3000
sCMV
SIMV
CPAP(CF+DV)
CV-4000
sCMV
SIMV+PSVPSV,CPAP(CF+DV)
CV-5000
sCMV,PCV
SIMV+PSVPSV,CPAP(CF+DV)
AdultStar
sCMV,PCVSIMV(sCMV,PCV)
PSV,CPAP(BF+DS)
KV-3,KV-3N
sCMV
SIMV
CPAP(CF)KV-5
sCMV
SIMV+PSVPSV,CPAP(CF+DV)
E-100ｓ
VAV,VCV-IPR
SIMV,SIMV-IPR
CPAP(CF+RB)
E-150
VAV,VCV-IPR
SIMV,SIMV-IPR
CPAP(CF+RB)
E-200
VAV,PC/VCV
SIMV+PSV,SIMV(PC/VCV)+PSV
PSV,CPAP(DS+BF)
e500
VAV,PCV,PRVC
SIMV(VAV,PCV,PRVC)+PSV
PSV,VS
CPU-1
sCMV
SIMV,(SIMV+PSV)
CPAP(BF+DV),(PSV)
AdventsCMVSIMV,(SIMV+PSV)
CPAP(BF+DV),(PSV)
Servo 900
sCMV
N/A
N/A
Servo 900 B
sCMV
SIMV
CPAP(BF+DF)
Servo 900 c
VCV,PCVSIMV(VCV,PCV)+PSV
PSV,CPAP(BF+DS)
Servo 300,300A
VCV,PCV,PRVC
SIMV(VCV,PCV)+PSV
PSV,CPAP(BF+DS)
VS,AutoMode
Servo i
VCV,PCV,PRVC
SIMV(VCV,PCV,PRVC)+PSV
PSV,VS,Bi-Vent
VS,AutoMode,NAVA
Servo s
VCV,PCVSIMV(VCV,PCV)+PSV
Bear Cub 750
A/C(CF+EPR)
SIMV(CF+EPR),IMV(CF+EPR)
CPAP(CF)Bear Cub BP2001 N/A
IMV(CF+EPR)
CPAP(CF)BabyLog 8000
A/C(CF+EPR)
SIMV(CF+EPR),IMV(CF+EPR)
CPAP(CF+DS)
BabyLog 8000 HFO A/C(CF+EPR),+HFO
SIMV(CF+EPR),IMV(CF+EPR),+HFO
CPAP(CF+DS),+HFO
Infant Star
A/C(CF+EPR)
SIMV(CF+EPR),IMV(CF+EPR)
CPAP(CF+DS)
Humming II
N/A
IMV(CF+EPR)
CPAP(CF),HFO
Humming V
N/A
IMV(CF+EPR)
CPAP(CF),HFO
caliope
PCV
SIMV(PC)
CPAP(CF)+HFOR100
VCV,PCVSIMV(VC,PC)
PSV,HFOはちどり３
N/A
IMV(CF+EPR)
CPAP(CF)
NeoBeat
N/A
IMV(CF+EPR)
CPAP(CF),HFO
SLE NewBorn 250 N/A
IMV(CF+EPR)
CPAP(CF)SLE 2000
A/C(CF+PR)
SIMV(CF+EPR),IMV(CF+EPR)
CPAP(CF)SLE 2000+HFO
A/C(CF+PR),+HFO
SIMV(CF+EPR),IMV(CF+EPR),+HFO
CPAP(CF),+HFO
SLE 5000
A/C(CF+PR),+HFO
SIMV(CF+EPR), +HFO
CPAP(CF),PSV(CF),HFO
V.I.P BIRD
VAV,A/C(CF-EPR)
SIMV(VAV)+PSV,SIMV(CF+EPR)
PSV,CPAP(CF+DS,BF+DS)
BabyBird
N/A
IMV(CF+IPR+EVO)
CPAP(CF)BabyBird 2
N/A
IMV(CF+EPR)
CPAP(CF)
Sechrist IV-100B N/A
IMV(CF+EPR)
CPAP(CF)
Millennium
A/C(CF+PR)
SIMV(CF+EPR)
CPAP(CF),PSV(CF)
CV-200sCMV
SIMV,IMV(CF+CMV)
CPAP(CF+DV)
ICV-60N/A
IMV(CF+CMV+EPR)
CPAP(CF)
ﾄｰｲﾂ PB-900
N/A
IMV(CF+IPR+EVO)
CPAP(CF)ARF900E
sCMV
SIMV
CPAP(OV)ARF1500
sCMV
SIMV
CPAP(OV)
Ve-1
N/A
SIMV(Volume cycle,Pressure cycle)
N/A
Bear 33
sCMV
SIMV
CPAP(OV)
Companion 2801
sCMV
SIMV
CPAP(OV)
Quantum PSV
sCMV
SIMV
CPAP(OV)
OxyLog 2000
sCMV
SIMV
CPAP(OV)LP6 plus, LP 10 sCMV,Pcycle
N/A
N/A
KSV 1asCMV
N/A
N/A
PLV-100, 102
sCMV
SIMV
CPAP(OV)
Puppy-2
N/A
IMV(CF+EVO,+IPR)
N/A
paraPAC 2D
N/A
synchronized Minimum Mandatory Ventilation
N/A
ventiPAC
N/A
synchronized Minimum Mandatory Ventilation
N/A
babyPACCMV
IMV+CPAP
CPAP(CF)
AVIAN
sCMV
SIMV
CPAP(DV)Nuffield 200
CMV
N/A
N/A
NightStar 335
PCV
N/A
PSV,CPAP(FG)
BiPAP
PCV
N/A
PSV,CPAP(FG)
BiPAP Vision
PCV,PAV
N/A
PSV,CPAP(FG)
On'yx
PCV
N/A
PSV,CPAP(FG)On'yx, plus
PCV,ACV
N/A
PSV,CPAP(FG)VS
Mera HFO-AE 20
N/A
N/A
HFO
Mera HFOJV-AS-25 N/A
N/A
HFO
VS-150S
N/A
N/A
HFO
OKT-100
CNETPV
NETIMV
CNETP
iVent201
A/C(PC,VC)
SIMV(PC,VC)
PSV
Legend Air
A/C(PC,VC)
SIMV(PC,VC)
PSV
miniVent
VCV
SIMV
CPAP(CF)
Helia
PCV,PC(Volume Guaranteed)
N/A
PSV
LTV100
A/C(VC,PC)
SIMV(VC,PC)
PSV
注； メーカーによって用語の定義に混乱があるので、類似の概念はできるだけ同じ用語に統一した。必ずしも明確に分類できていない点がある。
A/C:Assisted and/or Controlled;補助もしくは調節呼吸。患者に提供する強制換気の形態には量換気や圧換気がある。
ACV:Assist Controlled Ventilation;PRVCと類似の換気モード
AMV:Augumented Mandatory Ventilation;
ASB:Assisted Spontaneous Breathing;
BF:Base Flow;吸気バルブ系やフロートリガー機構のなめらかな作動のために流しているｶﾞｽ流をベースフローと呼ぶ。ディマンド流量より遙かに少ない流量で充分である。
BIPAP:Biphasic Positive Pressure Ventilation;
CD:Chamber Drive;Engstrom社独自のチャンバー駆動式の換気法
CF:Constant Flow;自発呼吸用にあらかじめ流れている一定のｶﾞｽ流を定常流と言う。一般的にディマンド流量より大きな値が必要。
CNETP:Contineous Negative Extra-Thoracic Pressure;
CNETPV:Contineous Negative Extra-Thoracic Ventilation;
DS:Demand system;吸気ガス発生系の機能によりディマンド流を提供する
DV:Demand Valve;ディマンドバルブという部品によりディマンド流を提供する
EMMV:Extended Mandatory Minute Ventilation;
EPR:Pressure Relief Ventilation at Expiratory limb;呼気側(弁)での圧リリーフ換気
EVO:Expiratory Valve Occulusion;定常流を呼気弁で閉鎖して吸気ｶﾞｽを発生させる換気法
FG:Flow Generator;ブロアーによる圧発生装置
IMV:Intermittent Mandatory Ventilation
IPR:Pressure Relief ventilation at Inspiratory limb;吸気側での圧リリーフ換気
N/A: Not Available;利用不可
NeoFlow:Evita4に組み込まれたBabyLog 8000のPTV機能の呼称
NETIMV:Negative Extra-Thoracic IMV;OV:Oneway Valve;一方向弁を経由して外気を提供する
P.Aug:Pressure Augumentation;
PAV：Proportional Assit Ventilation;
PCV:Pressure Control Ventilation;タイムサイクルで圧換気が行われる換気モード
Pcycle:Pressure Cycle ventilation
PLV:Pressure Limitation Ventilation;
PRVC:Pressure Regulated Volume Control
PSV:Pressure Support Ventilation;
RB:Reservoir Bag;リザーバーバッグ;定常流で不足する分のディマンド流に対応するためのゴム製のバッグ
sCMV: synchronized Controlled Mechanical Ventilation;自発呼吸の開始に機械的強制換気が同期する換気モード。
SIMV:Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation
VAPS:Volume Assured Pressure Support;
VAV:Volume Assisted Ventilation;量換気によって自発呼吸を補助する呼吸モード。患者の自発呼吸のパターンに追従することを重視する。
VCV:Volume Control Ventilation;PCVの対の用語。量換気によって調節呼吸を行う換気モード。sCMVの概念に近いが自発呼吸に対する追従性が改良されている。
VS:Volume Support