DATI TECNICI
Duramin-40

Duramin-40
Metodi di durezza

Vickers

ISO 6507
ASTM E384, E92
JIS B 7725

KnoppISO 4545
ASTM E92
JIS Z 2251

BrinellISO 6506
ASTM E10
JIS Z 2243

Conversione

Conversioni ad altri metodi di durezza secondo ASTM E140,ISO 18265, GB/T 1172

Variazione della forza

Forza del test

Duramin-40 M1/A1/AC1

0,098 – 98,1 N (10gf - 10 kgf)

Duramin-40 M2/A2/AC2

0,098 - 306,5 N (10 gf - 31,25 kgf)

Duramin-40 M3/A3/AC30,0098 - 612,9 N (1,0 gf - 62,5 kgf)

Applicazione della forza

Cella di carico, circuito chiuso, sistema di retroazione forzata

Tolleranza della forza del test

< 0,25% per forza del test superiore a 0,1 kgf< 0,5% per forze del test inferiori a 0,1 kgf

Impostazioni della durata

Standard 10 secondi, definito dall'utente fino a 250 secondi

Torretta

Torretta motorizzata

Torretta a 6 posizioni, 2 indentatori, 4 posizioni dell'obiettivo

Specifiche elettriche

Alimentazione

100 V CA - 240 V CA, 50/60 Hz, monofase

Consumo di energia carico max

90 W

Inattività

67 WInterruttore magnetotermico differenziale acorrente residua(RCCB)
DimensioniPesoÈ richiesto il tipo A, 30 mA in base alle normative locali.

Larghezza

27,4 cm. (10,8")

Profondità

47,2 cm. (18,6")

Altezza

77,5 cm (30,5”)

Duramin-40 M1/M2/M3

120 kg (264,6 lb)

Duramin-40 A1/A2/A3/AC1/AC2/AC3

130 kg (286,6 lbs)

Metodo di lettura
Panoramica dellarisoluzione dellavideocamera

Automatizzato dall'immagine della videocamera
Duramin-40 M1/ M2/ M3/A1/A2/A3

Nessuna videocamera

Duramin-40 AC1/AC2/AC35 Mpix (opzionale)

DATI TECNICI
Duramin-40

Duramin-40
Panoramica del campo
visivo dellavideocamera

Duramin-40 M1/ M2/ M3/A1/A2/A3

Nessuna videocamera

Duramin-40 AC1/AC2/AC3

200 x 160 mm. (7,9" x 6,3")

Risoluzione dellavideocamera di misura

5 Mpix o superiore

Posizioni nel nasello

Duramin-40

6Posizione nel nasello
per la telecamera
panoramica

Duramin-40 M1/ M2/ M3/A1/A2/A3

NADuramin-40 AC1/AC2/AC3

1

N. max di penetratori

2

N. max di obiettivi

4

Albero del penetratore

Diametro

3 mm (0,12")Obiettivi standardinclusi

Gli obiettivi e gli indentatori vanno ordinati separatamente

Asse Z

Motorizzato

Tavola XY / Incudine

Dimensione dellatavola

Corsa della tavola(escursione)

Duramin-40 M1/M2/M3

Tavola XY manuale

Duramin-40 A1/ A2/ A3/ AC1/ AC2/AC3

Tavola XY automatica

Duramin-40 M1/M2/M3

100 x 100 mm. (3,9" x 3,9")

Duramin-40 A1/ A2/ A3/ AC1/ AC2/AC3

357 x 208 mm. (14" x 8,2")

Duramin-40 M1/M2/M3

25 x 25 mm. (0,98" x 0,98")

Duramin-40 A1/ A2/ A3/ AC1/ AC2/AC3

220 x 120 mm. (8,7" x 4,7")

Illuminazione
automatica

SìIlluminazione tavola

SìGuida laser/LEDNo

SoftwareSistema

Software operativo

Software incorporato per il sistema di flusso di lavoro e ilcontrollo del tester

PC integratoSìMonitorSchermo tattile da 15”

Possibilità di collegare la stampanteSì (stampante laser A4, A3 a colori opzionale)

Connessione EthernetSìEsportazione dei dati

5x USB, Ethernet LAN, Wi-Fi, RS232, Bluetooth, HDMI

Formato datiXML, CSV,
certificata Q-DAS (opzionale)

DATI TECNICI
Duramin-40Duramin-40
Moduli software

Duramin-40 M1/M2/M3

Statistiche di base (incluse)
Esportazione dei dati (inclusa)
Editor di report (incluso)
Modello test (incluso)
Editor, CHD (opzionale)

Duramin-40 A1/ A2/ A3/ AC1/ AC2/AC3

Statistiche di base (incluse)
Esportazione dei dati (inclusa)
Editor di report (incluso)
Modello test (incluso)
Editor, CHD (incluso)
Frattura Kc (opzionale)

Altezza del campione

Duramin-40 M1/M2/M3

172 mm. (6,8")

Duramin-40 A1/ A2/ A3/ AC1/ AC2/AC3

148 mm. (5,8")

Peso del campione

25 kg (55 lb)

Profondità della gola

170 mm. (6,7”) (dal centro del penetratore alla parteposteriore)

Normative sulla
sicurezza

Marchio CE secondo le Direttive UE

PORTATAPer informazioni su REACH, contattare la sede Struers locale.

Ambiente lavorativo

Temperatura ambiente

10-35 °C (50-95 °F)

Umidità

10%-90% RH senza condensa

Categorie dei circuiti disicurezza/Livello delle
prestazioni

Arresto d'emergenza

EN ISO 13849-1 PL c, Categoria 1

Livello di rumorosità

Livello di pressione delle emissioni sonore ponderato A nellepostazioni di lavoro< 70 dB(A)Livello di vibrazione

Durante il funzionamento

L'esposizione totale alle vibrazioni nelle parti superiori delcorpo non supera 2,5 m/s2.

Categoria arresto 0Doc. N.: 16607750_A_it
Data di rilascio: 30-06-2023