LectroPol-5
Steuereinheit
BetriebsanleitungÜbersetzung der Originalbetriebsanleitung

Dok. Nr.: 14937025-01_A_de
Auslieferungsdatum: 2023.03.31

CopyrightDer Inhalt der Betriebsanleitung ist Eigentum von Struers ApS. Kein Teil dieser Betriebsanleitung darf ohne
schriftliche Genehmigung von Struers ApS reproduziert werden.
Alle Rechte vorbehalten. © Struers ApS 2023.06.28.

2

LectroPol-5

Inhaltsverzeichnis
1 Über diese Betriebsanleitung
1.1 Zubehör
2 Sicherheit

66

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

6

2.2 LectroPol-5 Sicherheitshinweise

7

2.2.1 Vor Gebrauch sorgfältig lesen

7

2.3 Sicherheitshinweise9

2.4 In dieser Anleitung verwendete Sicherheitshinweise

10

2.5 Arbeit mit Elektrolyten

12

2.5.1 Perchlorsäure

13

3 Zu Beginn

17

3.1 Gerätebeschreibung

17

3.2 Übersicht

18

3.3 Funktionen der Steuereinheit

19

3.4 Anzeige

20

3.4.1 Hauptmenü

21

3.4.2 Der Bildschirm Prozess

22

3.4.3 Der Bildschirm Konfiguration

22

3.5 Elektrolytisches Polieren und Ätzen – Hauptstufen

24

3.6 Arbeit mit Elektrolyten

27

3.6.1 Perchlorsäure28

4 Transport und Lagerung32

4.1 Transport

32

4.2 Lagerung

32

5 Installation

33

5.1 Das Gerät auspacken

33

5.2 Packungsinhalt überprüfen

33

5.3 Standort

34

5.4 Stromversorgung

34

5.4.1 Stromkabel

35

5.4.2 Spannung

36

5.5 Poliereinheit anschließen
5.5.1 Verlängerungsarm montieren (Option)
5.6 Externe Ätzeinheit anschließen

LectroPol-5

6

36
36
37

3

5.7 Geräuschbildung

37

5.8 Vibrationen

37

6 Das Gerät bedienen

37

6.1 Erstmaliges Starten des Geräts

38

6.2 Methoden

38

6.2.1 Methode wählen

38

6.2.2 Struers Methoden

39

6.2.3 Methode erstellen

42

6.2.4 Methode erstellen, die nicht auf einer Methode von Struers basiert

43

6.2.5 Methode umbenennen

50

6.2.6 Text ändern

50

6.2.7 Ändern Sie die Einstellungen51

6.2.8 Methode nullstellen

54

6.3 Ergebnisse optimieren
6.3.1 Fehlersuche und -behebung

54

6.3.2 Elektrolyte

56

6.3.3 Polieren dünner Scheiben

56

6.3.4 Ätzen von Edelstahl

56

6.3.5 Polieren von Kupfer mit D2-Elektrolyt

57

6.3.6 Wechsel zu Masken mit unterschiedlichen Lochgrößen

57

6.4 Manuelle Funktionen

57

6.4.1 Elektrolyt wechseln

58

6.4.2 Reinigen

61

6.4.3 Manueller Betrieb der Pumpe

63

6.4.4 Externes Ätzen

64

7 Wartung und Service

65

7.1 Allgemeine Reinigung

66

7.2 Täglich

66

7.3 Monatlich

66

7.3.1 Pumpe kalibrieren
7.4 Jährlich
7.4.1 Prüfen Sie die Sicherheitseinrichtungen

4

54

66
68
68

7.5 Ersatzteile69

7.6 Wartung und Reparatur

70

7.7 Entsorgung

70

8 Fehlersuche und -behebung - LectroPol-5

71

9 Technische Daten

72

9.1 Technische Daten - LectroPol-5

72

9.2 Lärmpegel und Vibrationen

72

LectroPol-5

9.3 Kategorien des Sicherheitskreises/Performance Level

72

9.4 Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen (SRP/CS)

73

9.5 Pläne

73

9.5.1 Pläne - LectroPol-5

73

9.6 Vorschriften und Normen

76

10 Hersteller
Konformitätserklärung

LectroPol-5

76
77

5

1 Über diese Betriebsanleitung1Über diese Betriebsanleitung
VORSICHT
Geräte von Struers dürfen nur zusammen mit der mit dem Gerät gelieferten
Betriebsanleitung und wie darin beschrieben verwendet werden.
HinweisLesen Sie die Betriebsanleitung vor Gebrauch des Geräts sorgfältig durch.

HinweisWenn Sie bestimmte Informationen detailreicher sehen wollen, öffnen Sie die OnlineVersion dieser Anleitung.

1.1

Zubehör
Zubehör
Weitere Informationen über das verfügbare Angebot finden Sie in der LectroPol-5 Broschüre:•

Die Streuers Webseite (http://www.struers.com)

Verbrauchsmaterialien
Das Gerät ist für die Anwendung ausschließlich zusammen mit Verbrauchsmaterialien von Struers
vorgesehen, die speziell für diese Zwecke und für diesen Gerätetyp entwickelt wurden.
Andere Produkte können aggressive Lösungsmittel enthalten, die beispielsweise die
Gummidichtungen zerstören können. Die Garantie deckt u. U. keine beschädigten Geräteteile (wie
Dichtungen und Schläuche) ab, wenn eine solche Beschädigung direkt auf die Verwendung vonVerbrauchsmaterialien zurückgeführt werden kann, die nicht von Struers stammen.
Weitere Informationen über das verfügbare Angebot finden Sie hier:•

Verbrauchsmaterialkatalog von Struers (über https://www.struers.com)

2

Sicherheit

2.1

Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Einheit ist für die Verwendung zusammen mit Folgendem vorgesehen:•

LectroPol-5 Poliereinheit

Das Gerät ist für den Einsatz durch Fachkräfte in einem entsprechenden Umfeld (z. B.
materialographisches Labor) vorgesehen.

6

LectroPol-5

2 Sicherheit
LectroPol-5 ist für die automatische elektrolytische Probenpräparation und das Ätzen
metallographischer Proben vorgesehen.
Das Gerät ist für den Einsatz bei Anwendungen zur Qualitätssicherung vorgesehen, bei denen
die Oberfläche für die weitere materialographische Prüfung mit einem
Transmissionselektronenmikroskop (TEM) präpariert werden kann.
Das Gerät ist für die Präparation leitfähiger Werkstoffen vorgesehen, die zum elektrolytischenÄtzen geeignet sind.
Damit das Gerät ordnungsgemäß und sicher arbeitet, muss es mit Zubehör undVerbrauchsmaterialien von Struers verwendet werden, die speziell für diesen Zweck und diesen
Gerätetyp entwickelt wurden.
Das Gerät darf während des Betriebs weder berührt, bewegt noch manipuliert werden.
Der Benutzer muss in der Handhabung und Verwendung der in dem Gerät verwendeten
Elektrolyte geschult sein.
Das Gerät darf nur von entsprechend ausgebildetem bzw. geschultem Personal bedient werden.

Poliereinheit
Siehe Betriebsanleitung des Geräts.

Das Gerät darf nicht fürPräparation von Werkstoffen, die keine fürfolgende Zwecke verwendet materialographische Untersuchungen geeigneten Werkstoffe
werden:sind.
Das Gerät ist nicht geeignet für alle explosiven und/oderentflammbaren Werkstoffe oder Werkstoffe, die während der
spanabhebenden Bearbeitung, Erwärmung oder unter Druck
nicht stabil sind.
Verwenden Sie das Gerät nicht ohne ausreichende Belüftung.
Das Gerät darf nicht mit Verbrauchsmaterialien oder einer
Kombination aus Elektrolyten und Zubehör verwendet werden,
die nicht mit diesem Gerät kompatibel sind.
Modell2.2

LectroPol-5

LectroPol-5 Sicherheitshinweise

2.2.1

Vor Gebrauch sorgfältig lesen
1.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen und der unsachgemäße Umgang mit dem Gerät
können zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.

2.

Das Gerät muss gemäß den für den Standort vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften
angeschlossen werden. Das Gerät und alle angeschlossenen Geräte müssen in
betriebsbereitem Zustand sein. Das Gerät muss geerdet sein.

LectroPol-5

7

2 Sicherheit
3.

Jeder Benutzer muss die Sicherheitshinweise und die Betriebsanleitung sowie die
einschlägigen Abschnitte der Anleitung jedes angeschlossenen Geräts oder sonstigen
Zubehörs gelesen haben.

4.

Der Benutzer muss in der Handhabung und Verwendung der in dem Gerät verwendeten
Elektrolyte geschult sein.

5.

Beachten Sie beim Handhaben, Mischen, Leeren und Entsorgen alle für die Elektrolyten
geltenden Sicherheitsbestimmungen.

6.

Das Gerät muss an einem gut belüfteten Ort aufgestellt werden. Falls erforderlich, können Sie
das Gerät auch in einen Abzug stellen.

7.

Das Gerät muss auf einem sicheren und stabilen Tisch in passender Arbeitshöhe aufgestellt
werden.

8.

Das Gerät ist für die Anwendung zusammen mit Verbrauchsmaterialien von Struers
vorgesehen, die speziell für diese Zwecke und für diesen Gerätetyp entwickelt wurden.

9.

Das Gerät ist für die Verwendung mit von Struers empfohlenen Elektrolyten vorgesehen.Nicht
von Struers empfohlene Elektrolyte können eine Gefahr für den Benutzer darstellen oder das
Gerät beschädigen.

10. Verätzungsgefahr. Beachten Sie beim Handhaben, Mischen, Leeren und Entsorgen alle für die
Elektrolyten geltenden Sicherheitsbestimmungen.
11. Viele Elektrolyte enthalten Alkohol oder andere brennbare Lösungsmittel. Befolgen Sie bei derArbeit mit solchen Elektrolyten stets alle Sicherheitshinweise.
12. Verwenden Sie die Standard-Poliereinheit niemals zum Polieren oder Ätzen mit Elektrolyten,deren Temperatur unter 0 °C/32 °F liegt. Verwenden Sie stattdessen die Poliereinheit fürniedrige Temperaturen.
13. Die Probe muss sicher auf dem Poliertisch eingespannt sein.
14. Die Poliereinheit darf bei laufendem Poliervorgang niemals geöffnet werden.
15. Berühren Sie weder die Probe noch den Anodenarm beim Polieren oder Ätzen.
16. Die Pumpe darf nur verwendet werden, wenn sich Elektrolyt oder Wasser im Behälter befindet.
17. Struers empfiehlt das Zudrehen des Wasseranschlusses nach Arbeitsende.
18. Tragen Sie immer Schutzbrille, Arbeitshandschuhe und andere empfohlene Schutzkleidung.
19. Zubehör: Verwenden Sie nur Zubehör, das speziell die für die Anwendung mit diesem Gerätentwickelt wurde.
20. Falls das Gerät sich ungewöhnlich verhält oder falsche Funktionen aufweist, schalten Sie die
Maschine aus und rufen Sie den technischen Service.
21. Wenn Sie das Gerät auseinanderbauen oder Zusatzgeräte installieren wollen, muss die
Stromversorgung zuerst unterbrochen und der Netzstecker gezogen bzw. das Netzkabel
abgeklemmt werden.
22. Kontrollieren Sie, dass die tatsächliche Versorgungsspannung der Spannung entspricht, die auf
dem Typenschild des Geräts angegeben ist.
23. Vor allen Wartungsarbeiten muss das Gerät vom Netz getrennt werden. Warten Sie 5 Minuten,
bis der Reststrom von den Kondensatoren entladen ist.
24. Geräte von Struers dürfen nur zusammen mit der mit dem Gerät gelieferten Betriebsanleitung
und wie darin beschrieben verwendet werden.

8

LectroPol-5

2 Sicherheit
25. Bei unzulässigem Gebrauch, falscher Installation, Veränderung, Vernachlässigung,unsachgemäßer Reparatur des Geräts oder einem Unfall übernimmt Struers weder die
Verantwortung für Schäden des Benutzers noch für solche am Gerät.
26. Eine bei der Reparatur oder Wartung des Geräts erforderliche Demontage eines Teils sollte
immer nur von qualifiziertem Fachpersonal (Elektromechanik, Elektronik, Pneumatik usw.)
vorgenommen werden.

2.3

Sicherheitshinweise
Struers verwendet die folgenden Symbole, um auf mögliche Gefahren hinzuweisen.
WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG
Dieses Symbol zeigt eine Gefährdung durch elektrische Spannung an, die, wenn
nicht vermieden, zum Tod oder zu einer schweren Verletzung führen kann.
GEFAHR
Dieses Symbol zeigt eine Gefährdung mit hohem Risiko an, die, wenn nicht
vermieden, zum Tod oder zu einer schweren Verletzung führen kann.
WARNUNG
Dieses Symbol zeigt eine Gefährdung mit mittlerem Risiko an, die, wenn nicht
vermieden, zum Tod oder zu einer schweren Verletzung führen kann.
VORSICHT
Dieses Symbol zeigt eine Gefährdung mit geringem Risiko an, die, wenn nicht
vermieden, zu einer geringen oder mittelschweren Verletzung führen kann.
WARNUNG VOR HANDVERLETZUNGEN
Dieses Symbol zeigt eine Quetschgefahr der Hand an, die, wenn nicht vermieden,
zu einer geringen, mittelschweren oder schweren Verletzung führen kann.
GEFAHR DURCH HITZE
Dieses Symbol zeigt eine Hitzegefahr an, die, wenn nicht vermieden, zu einer
geringen, mittelschweren oder schweren Verletzung führen kann.

Allgemeine Mitteilungen
HinweisDieses Symbol gibt an, dass das Risiko einer Sachbeschädigung besteht oder die
Notwendigkeit, besonders aufmerksam zu sein.
Tipp
Dieses Symbol bedeutet, dass zusätzliche Informationen und Hinweise verfügbar
sind.

LectroPol-5

92 Sicherheit

2.4

In dieser Anleitung verwendete Sicherheitshinweise
WARNUNG
Geräte von Struers dürfen nur zusammen mit der mit dem Gerät gelieferten
Betriebsanleitung und wie darin beschrieben verwendet werden.
WARNUNG
Beachten Sie beim Handhaben, Mischen, Leeren und Entsorgen alle für die
Elektrolyten geltenden Sicherheitsbestimmungen.
WARNUNG
Verätzungsgefahr.
Beachten Sie beim Handhaben, Mischen, Leeren und Entsorgen alle für die
Elektrolyten geltenden Sicherheitsbestimmungen.
VORSICHT
Fordern Sie immer das Sicherheitsdatenblatt für jeden Elektrolyt an und lesen Sie es
vor Beginn der Arbeit.
VORSICHT
Viele Elektrolyte enthalten Alkohol oder andere brennbare Lösungsmittel. Befolgen
Sie bei der Arbeit mit solchen Elektrolyten stets alle Sicherheitshinweise.
VORSICHT
Der Benutzer muss in der Handhabung und Verwendung der in dem Gerätverwendeten Elektrolyte geschult sein.
VORSICHT
Das Gerät ist für die Verwendung mit von Struers empfohlenen Elektrolyten
vorgesehen. Nicht von Struers empfohlene Elektrolyte können eine Gefahr für den
Benutzer darstellen oder das Gerät beschädigen.

VORSICHT
Brand/Explosionsgefahren•
60%ige Perchlorsäure ist eine stark korrodierende und oxidierende Substanz.
Erwärmen kann zur Explosion führen, der Kontakt mit brennbaren Substanzen
einen Brand verursachen.
•

Die Brandbekämpfung muss von einem sicheren Ort aus erfolgen. Verwenden
Sie nur die auf dem Sicherheitsblatt angegebenen Löschmittel.

VORSICHT
Alle Personen, die mit dem Mischen, Verwenden, Lagern, Transportieren und
Entsorgen von Elektrolyten betraut sind, müssen in der Handhabung vonPerchlorsäure geschult sein.
•
Atmen Sie keine Dämpfe der Lösung oder ihrer Bestandteile ein.
•

10

Vermeiden Sie Hautkontakt.

LectroPol-5

2 Sicherheit
WARNUNG
Tragen Sie immer einen Vollgesichtsschutz oder eine Spritzschutzbrille,
Gummihandschuhe und einen Laborkittel oder Arbeitsanzug, wenn Sie mit
Perchlorsäure arbeiten.
WARNUNG
Stellen Sie sicher, dass Sie den Elektrolyt in einem chemischen Abzug mischen,
der für Perchlorsäure ausgelegt ist.
WARNUNGBei der Arbeit mit Perchlorsäure dürfen keine brennbaren oderkohlenstoffhaltigen Behälter, Reaktionsgefäße, Auffangwannen, Regalböden
oder ähnlichen Gegenstände verwendet werden.
VORSICHTDie Entstehung wasserfreier Perchlorsäure aus ihren Salzen oder wässrigen
Lösungen ist stets zu vermeiden. Dies kann z. B. durch Erhitzen mit kochenden
Säuren oder wasserabspaltenden Mitteln wie Schwefelsäure oder
Phosphorpentoxid geschehen. Abgesehen von Spontanverpuffungen, kannwasserfreie Perchlorsäure bei Kontakt mit oxidierbaren organischen Materialiensofort explodieren.
VORSICHT
Bei der Lagerung und Anwendung von Perchlorsäure sollten nicht mehr als 500 g
pro Abzug eingesetzt werden.
WARNUNG VOR HANDVERLETZUNGEN
Achten Sie beim Umgang mit dem Gerät auf Ihre Finger.

WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG
Das Gerät muss geerdet sein.
Vor der Installation eines elektrischen Geräts muss die Stromversorgung
unterbrochen werden.
Kontrollieren Sie, dass die tatsächliche Versorgungsspannung der Spannung
entspricht, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist.
Falsche Anschlussspannung kann Schäden an elektrischen Bauteilen
verursachen.

WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG
Für elektrische Installationen mit Fehlerstrom-Schutzschaltern
Für dieses Gerät ist ein Fehlerstrom-SchutzschalterTyp B, 30 mA (oder besser)
wird empfohlen, erforderlich (EN 50178/5.2.11.1).
Für elektrische Installationen OHNE Fehlerstrom-Schutzschalter
Das Gerät muss durch einen Trenntransformator (doppelt gewickelter
Transformator) geschützt werden.
Setzen Sie sich mit einem qualifizierten Elektriker in Verbindung, um die Lösung
Beachten Sie immer lokale Vorschriften.

LectroPol-5

11

2 Sicherheit
VORSICHT
Das Hörvermögen kann dauerhaft geschädigt werden, wird es dauerhaftem Lärm
ausgesetzt.
Tragen Sie bei Schallpegeln, die die zulässigen örtlichen Grenzwerte überschreiten,
einen Gehörschutz.
VORSICHT
Verwenden Sie das Gerät niemals mit nicht kompatiblen Zubehörteilen oder
Verbrauchsmaterialien.
VORSICHT
Tragen Sie immer eine Sicherheitsbrille oder ein Schutzschild sowie
chemikalienbeständige Arbeitshandschuhe.
WARNUNGDie Einheit darf während des Betriebs weder berührt, bewegt noch manipuliert
werden.
WARNUNG
Verwenden Sie niemals ein Gerät mit defekten Sicherheitsvorrichtungen.
Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.
WARNUNG
Teile, die für den sicheren Betrieb des Geräts unabdingbar sind, dürfen höchstens 20
Jahren lang benutzt werden.
Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.
WARNUNG VOR HANDVERLETZUNGEN
Achten Sie beim Umgang mit dem Gerät auf Ihre Finger.
Tragen Sie beim Umgang mit schweren Teilen Sicherheitsschuhe.

2.5

Arbeit mit Elektrolyten
WARNUNG
Verätzungsgefahr.
Beachten Sie beim Handhaben, Mischen, Leeren und Entsorgen alle für die
Elektrolyten geltenden Sicherheitsbestimmungen.
VORSICHT
Fordern Sie immer das Sicherheitsdatenblatt für jeden Elektrolyt an und lesen Sie es
vor Beginn der Arbeit.
VORSICHT
Viele Elektrolyte enthalten Alkohol oder andere brennbare Lösungsmittel. Befolgen
Sie bei der Arbeit mit solchen Elektrolyten stets alle Sicherheitshinweise.

12

LectroPol-5

2 Sicherheit
VORSICHT
Der Benutzer muss in der Handhabung und Verwendung der in dem Gerätverwendeten Elektrolyte geschult sein.
VORSICHT
Das Gerät ist für die Verwendung mit von Struers empfohlenen Elektrolyten
vorgesehen. Nicht von Struers empfohlene Elektrolyte können eine Gefahr fürden Benutzer darstellen oder das Gerät beschädigen.
Arbeiten mit Perchlorsäure
Siehe . Perchlorsäure ►28.

Verfügbarkeit
Elektrolyte von Struers werden nicht in den USA angeboten. Die Chemikalien für dieverschiedenen Elektrolyte müssen bei Bedarf anderweitig gekauft werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner bei Struers.

Nach Gebrauch
Lassen Sie den Elektrolyten nicht im Inneren des Geräts oder auf dem polierten Werkstoff
trocknen oder kristallisieren.
Reinigungstücher, die zum Abwischen von Tropfen oder Spritzern verwendet werden, müssen
mit Wasser gespült werden, um ein Austrocknen des Elektrolyts zu verhindern.

Entsorgung
Siehe . Entsorgung ►70.

2.5.1

Perchlorsäure
Bei der Arbeit mit Elektrolyten von Struers, die mit dem Präfix A gekennzeichnet sind, müssen Sieeine bestimmte Menge Perchlorsäure zur Elektrolytlösung geben.
VORSICHT
Fordern Sie immer das Sicherheitsdatenblatt für jeden Elektrolyt an und lesen Sie
es vor Beginn der Arbeit.
Das Sicherheitsdatenblatt für die betreffenden Komponenten finden Sie unter: www.struers.com.

VORSICHT
Brand/Explosionsgefahren•
60%ige Perchlorsäure ist eine stark korrodierende und oxidierende
Substanz. Erwärmen kann zur Explosion führen, der Kontakt mit brennbaren
Substanzen einen Brand verursachen.
•

LectroPol-5

Die Brandbekämpfung muss von einem sicheren Ort aus erfolgen.
Verwenden Sie nur die auf dem Sicherheitsblatt angegebenen Löschmittel.

13

2 Sicherheit
Schulung
VORSICHT
Alle Personen, die mit dem Mischen, Verwenden, Lagern, Transportieren und
Entsorgen von Elektrolyten betraut sind, müssen in der Handhabung vonPerchlorsäure geschult sein.
•
Atmen Sie keine Dämpfe der Lösung oder ihrer Bestandteile ein.
•

Vermeiden Sie Hautkontakt.

Perchlorsäure in Elektrolytlösung mischen
Bei der Arbeit mit Elektrolyten von Struers, die mit dem Präfix A gekennzeichnet sind, müssen Sieeine bestimmte Menge Perchlorsäure zur Elektrolytlösung geben.
WARNUNG
Tragen Sie immer einen Vollgesichtsschutz oder eine Spritzschutzbrille,
Gummihandschuhe und einen Laborkittel oder Arbeitsanzug, wenn Sie mit
Perchlorsäure arbeiten.
WARNUNG
Stellen Sie sicher, dass Sie den Elektrolyt in einem chemischen Abzug mischen, derfür Perchlorsäure ausgelegt ist.
WARNUNGBei der Arbeit mit Perchlorsäure dürfen keine brennbaren oder kohlenstoffhaltigen
Behälter, Reaktionsgefäße, Auffangwannen, Regalböden oder ähnlichen
Gegenstände verwendet werden.
WARNUNG
Informationen zu Elektrolyten finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des jeweiligen
Produkts.

Vorgehensweise
VORSICHTDie Komponenten müssen in der richtigen Menge wie unten angegeben verwendet
werden.
Elektrolyte A2
1.

Ethanol, Butoxyethanol und Wasser mischen.

2.

Unmittelbar vor Gebrauch der A2 I-Mischung A2 II - Perchlorsäure zugeben.

Formel

A2 I

A2 II

90 ml destilliertes Wasser

78 ml Perchlorsäure

730 ml Ethanol
100 ml Butoxyethanol

14

LectroPol-5

2 Sicherheit

Elektrolyte A2
Chemikalien

Alle Chemikalien sind chemisch rein, vorzugsweise analysenrein. Prozent
sind, wo nichts anderes angegeben ist, Gewichtsprozent.
Butoxyethanol

Ethylenglycolmonobutylether, CH3(CH2)2-CH2-O-CH2-CH2OH

Ethanol 96% Vol

CH3-CH2OH

Perchlorsäure

60%, HClO4

Destilliertes Wasser

H2O

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Lesen Sie vor dem Mischen die Sicherheitsdatenblätter für die spezifischen Komponenten
sorgfältig durch.
Der Benutzer muss die Bedienungsanleitung für einen ordnungsgemäßen Arbeitsablauf gemäßder mit dem Gerät gelieferten Betriebsanleitung befolgen.
HinweisDas Produkt muss gemäß den örtlichen Gefahrgutvorschriften entsorgt werden.

Elektrolyte A3
1.

Ethanol und Butoxyethanol mischen.

2.

Unmittelbar vor Gebrauch der A3 I-Mischung A3 II - Perchlorsäure zugeben.

Formel

A3 I

A3 II

600 ml Methanol

60 ml Perchlorsäure

360 ml Butoxyethanol
Chemikalien

Alle Chemikalien sind chemisch rein, vorzugsweise analysenrein.
Prozent sind, wo nichts anderes angegeben ist, Gewichtsprozent.
Butoxyethanol

Ethylenglycolmonobutylether, CH3(CH2)2-CH2-O-CH2-CH2OH

Methanol

100% Vol., CH3OH

Perchlorsäure

60%, HClO4

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Lesen Sie vor dem Mischen die Sicherheitsdatenblätter für die spezifischen Komponenten
sorgfältig durch.
Der Benutzer muss die Bedienungsanleitung für einen ordnungsgemäßen Arbeitsablauf
gemäß der mit dem Gerät gelieferten Betriebsanleitung befolgen.
HinweisDas Produkt muss gemäß den örtlichen Gefahrgutvorschriften entsorgt
werden.

LectroPol-5

15

2 Sicherheit

Elektrolyte D2
1.

Mischen Sie die Phosphorsäure in das destillierte Wasser

2.

Ethanol, Propanol und Harnstoff zugeben.

FormelD2
500 ml destilliertes Wasser
250 ml Phosphorsäure

250 ml Ethanol
50 ml Propanol
5 g Harnstoff
Chemikalien

Alle Chemikalien sind chemisch rein, vorzugsweise analysenrein. Prozent
sind, wo nichts anderes angegeben ist, Gewichtsprozent.
Ethanol

96% Vol., CH3-CH2OH

Phosphorsäure

Ortho-Phosphorsäure 85%,
(HO)3PO

Propanol

2-Propanol 100%, CH3-CH2-CH2OH

Harnstoff

CO(NH2)2

Destilliertes Wasser

H 2O

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Lesen Sie vor dem Mischen die Sicherheitsdatenblätter für die spezifischen Komponenten
sorgfältig durch.
Der Benutzer muss die Bedienungsanleitung für einen ordnungsgemäßen Arbeitsablauf gemäßder mit dem Gerät gelieferten Betriebsanleitung befolgen.
HinweisDas Produkt muss gemäß den örtlichen Gefahrgutvorschriften entsorgt werden.

Lagerung von Perchlorsäure oder -lösungVORSICHTDie Entstehung wasserfreier Perchlorsäure aus ihren Salzen oder wässrigen
Lösungen ist stets zu vermeiden. Dies kann z. B. durch Erhitzen mit kochenden
Säuren oder wasserabspaltenden Mitteln wie Schwefelsäure oder Phosphorpentoxid
geschehen. Abgesehen von Spontanverpuffungen, kann wasserfreie Perchlorsäure
bei Kontakt mit oxidierbaren organischen Materialien sofort explodieren.
VORSICHT
Bei der Lagerung und Anwendung von Perchlorsäure sollten nicht mehr als 500 g pro
Abzug eingesetzt werden.

16

LectroPol-5

3 Zu Beginn
3.

Perchlorsäure darf weder an Flaschenrändern, Verschlüssen oder an anderen Stellen
auskristallisieren.

4.

Die Aufbewahrung der Chemikalie erfolgt an einem sicheren, gut belüfteten Ort, mit einer
untergestellten Metall-, Glas- oder Keramikauffangschale.

5.

Die Aufbewahrung zusammen mit anderen Chemikalien oder brennbaren oder organischen
Materialien ist zu vermeiden.

6.

Lassen Sie Lösungen niemals austrocknen.

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

3

Zu Beginn

3.1

Gerätebeschreibung
Das Gerät wird für die materialographische Präparation verwendet, die eine weitere
Untersuchung von Werkstoffen für die Qualitätskontrolle ermöglicht.
Das elektrolytische Polieren und Ätzen kann auf den Oberflächen der meisten metallischen
Werkstoffe durchgeführt werden. Der elektrochemische Prozess ist aufgrund der Wirkung vonElektrolyt und Strom mit elektrisch leitfähigen Werkstoffen möglich. Während des Prozesses wird
ein hoher Strom lokal an den Bereich der Probe angelegt, auf dem der Elektrolyt aufgetragen ist.
Dies bewirkt das Ätzen der Oberfläche. Durch diese Reaktion ist die Oberfläche für die weiterematerialographische Analyse geeignet.
Das Gerät besteht aus einer Steuereinheit und einer Poliereinheit. Die Poliereinheit ist für den
Einsatz in Kombination mit der Steuereinheit LectroPol-5 vorgesehen.
Die Poliereinheit muss in einem gut belüfteten Bereich, vorzugsweise einem Abzug, aufgestellt
werden, um das Einatmen gefährlicher Dämpfe zu verhindern. Die Poliereinheit darf nicht bei
Temperaturen unter 0 °C verwendet werden. Hierfür steht eine Poliereinheit zum Polieren bei
tiefen Temperaturen zur Verfügung.
Für die Niedertemperatur-Poliereinheit wird eine Umlaufkühleinheit benötigt, die separat zu
bestellen ist. Eine Pumpe zirkuliert die Kühlflüssigkeit durch die Kühlschlangen. Die
Umlaufkühleinheit ist an die Poliereinheit angeschlossen.
Der Benutzer befüllt und leert den Elektrolytbehälter (Zubehör).
Vor Beginn des Prozesses legt der Benutzer eine Probe auf den Poliertisch. Der Benutzer wählt
eine geeignete Methode, geeignetes Zubehör und einen Elektrolyten.
Der Benutzer stellt sicher, dass für den Werkstoff eine geeignete Kombination aus Elektrolyten
und Polierparametern gewählt wird. Der Benutzer schiebt den Elektrolytbehälter in die
Poliereinheit.
Der Benutzer startet den Prozess. Eine Rasterfunktion erleichtert durch automatisches Abrasternin einem vordefinierten Spannungsbereich die Festlegung der Einstellungen. Beim
elektrolytischen Polieren wird wenig Material von der Probenoberfläche abgetragen und die
unebene Werkstoffoberfläche für die weiteren Analyse geebnet.

LectroPol-5

17

3 Zu Beginn
Spannung und Strom werden automatisch überwacht und eingestellt.Im Falle einer übermäßigen
Wärmeentwicklung und/oder Leistungsaufnahme schaltet sich die Einheit automatisch aus.
Nach Gebrauch muss der Elektrolytbehälter entfernt und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.
Die Reinigung erfolgt mit einem mit Wasser gefüllten Elektrolytbehälter.
HinweisMaximale Verfügbarkeit und eine lange Betriebszeit lassen sich nur mithilfe einer
korrekten Wartung erreichen.
Hinweis
Das Gerät ist für die Anwendung zusammen mit Verbrauchsmaterialien von Struers
vorgesehen, die speziell für diese Zwecke und für diesen Gerätetyp entwickelt
wurden.

3.2Übersicht
A Externe Ätzeinheit
B Steuereinheit
C Poliereinheit

Steuereinheit
Vorderansicht - Steuereinheit
A Display
B Hauptschalter (auf der Rückseite)
C Bedienfeld

Rückseite - Steuereinheit
A
B
C
D
E

Anschlussbuchse - Stromversorgung
Hauptschalter
Sicherungsfach
Anschlussbuchse - Poliereinheit
Anschlussbuchse - Externes Ätzen

Poliereinheit
Siehe die Betriebsanleitung des fraglichen Geräts.

18

LectroPol-5

3 Zu Beginn

3.3

Funktionen der Steuereinheit
Steuereinheit
A Display
B Funktionstasten - F1 bis F4
C Nach oben scrollen/Nach unten
scrollen
D Zurück
E Wählen/Eingabe
F START
G Stopp

Schaltfläche

Funktion
Funktionstaste•-

Drücken Sie diese Schaltfläche, um die Steuerung für unterschiedliche
Zwecke zu aktivieren. Beachten Sie die jeweiligen Angaben in deruntersten Zeile des Anzeigefeldes.

Nach oben scrollen•

Drücken Sie diese Schaltfläche, um in einem Bildschirm nach oben zu
scrollen und den Wert einer Einstellung zu erhöhen.

Nach unten scrollen•

Drücken Sie diese Schaltfläche, um in einem Bildschirm nach unten zu
scrollen und den Wert einer Einstellung zu verringern.

ZurückDurch Drücken der Schaltfläche auf der Steuereinheit kehren Sie zur
vorherigen Funktion oder dem vorherigen Wert zurück.
•

Drücken Sie die Schaltfläche, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

•

Drücken Sie die Schaltfläche, um zur letzten Funktion oder zum letzten
Wert zurückzukehren.

•

Drücken Sie die Schaltfläche, um Änderungen aufzuheben.

Wählen/Eingabe•

LectroPol-5

Drücken Sie diese Schaltfläche, um ein Feld einzugeben, z. B. eine
Einstellung, um einen Wert auszuwählen und eine Auswahl zu
bestätigen.

19

3 Zu Beginn

Schaltfläche

Funktion
START•

Start des Präparationsvorgangs.

Stopp
•

Stopp des Präparationsvorgangs.

Poliereinheit
Siehe Betriebsanleitung des Geräts.

3.4

Anzeige
HinweisDie in dieser Betriebsanleitung gezeigten Bildschirme können sich von den
Bildschirmen, wie Sie sie sehen, unterscheiden.

Nach dem Einschalten des Geräts erscheint auf der Anzeige die gewählte Konfiguration und die
Version der installierten Software.
Nach dem Start wechselt das Display zu dem Bildschirm, der zuletzt angezeigt wurde, als das Gerät
ausgeschaltet wurde.
Die Anzeige ist in Hauptbereiche unterteilt. Das ist andiesem Beispiel gut zu sehen.
A Titelleiste
Die Titelleiste zeigt die gewählte Funktion an.
B Informationsfelder
Diese Felder enthalten Informationen über die
ausgewählte Funktion. In einigen Feldern können Sie
den Wert auswählen und ändern.
C Optionen der Funktionstasten
Die angezeigten Funktionen hängen von dem jeweils
gewählten Bildschirm ab.
Auf der Anzeige werden Informationen wie Menüs, Präparationseinstellungen oder der Fortschritt
des Präparationsprozesses angezeigt.

In der Anzeige navigieren
Verwenden Sie die Schaltflächen der Steuereinheit, um in der Anzeige zu navigieren.
Siehe . Funktionen der Steuereinheit ►19.

20

LectroPol-5

3 Zu Beginn
Ton
Kurzer Piepton

Ein kurzer Piepton beim Berühren einer Taste gibt an, dass die
Auswahl bestätigt ist.
Der Piepton kann aktiviert und deaktiviert werden: Wählen Sie
Configuration (Konfiguration).

Langer Piepton

Ein langer Piepton beim Berühren einer Taste gibt an, dass die
Taste im Augenblick deaktiviert ist.
Dieser Piepton kann nicht deaktiviert werden.

Stand-by-Modus
Falls das Gerät längere Zeit unbenutzt bleibt, wird die Hintergrundbeleuchtung zur Verlängerung
der Lebensdauer des Displays automatisch gedimmt. (30 min)
•

3.4.1

Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anzeige wieder einzuschalten.

HauptmenüÜber den Bildschirm Main menu (Hauptmenü) können Sie zwischen den folgenden Optionen
wählen:LectroPol-5•

Struers Methods (Struers Methoden)•

User Methods (Benutzerdefinierte Methoden)21

3 Zu Beginn•

Manual funct. (Man. Funktion)•

Config. (Config.)

Siehe .

3.4.2•

Methoden ►38•

Manuelle Funktionen ►57•

Der Bildschirm Konfiguration ►22

Der Bildschirm Prozess
Dies ist ein Beispiel für den Bildschirm Prozess.
A Strom-Zeit-Diagramm
B Balkendiagramm der abgelaufenen Zeit. Beispiel:
Polishing (Polieren)
C Status des Vorgangs. Beispiel: Process running(Prozess läuft)D Elektrolyttemperatur

3.4.3

Der Bildschirm Konfiguration

Im Menü Configuration (Konfiguration) können Sie die allgemeinen Einstellungen ändern.

22

LectroPol-5

3 Zu Beginn
1.

Wählen Sie im Main menu (Hauptmenü) Bildschirm Config. (Config.).

2.

Wählen Sie im Configuration (Konfiguration) Bildschirm:–

Display contrast (Anzeigenkontrast)–

Language (Sprache)–Temperature unit (Temperatureinheit)–

Temp. warning (Temp.-Warnung)–Max. Temperature (Höchsttemperatur)–

Pump pre-time (Pumpenvorlaufzeit)–

Pol./etch. pause (Pol.-/Ätzpause)

Menüpunkt

Beschreibung

Display contrast(Anzeigenkontrast)•

Passen Sie die Kontrasteinstellungen der Anzeige bei Bedarfan.

Language (Sprache)•

Wählen Sie die Sprache, die Sie verwenden möchten.
Sie können die Sprache auch später ändern.

Temperature unit
(Temperatureinheit)•

Stellen Sie die zu verwendende Temperatureinheit ein: Celsius
oder Fahrenheit.

Temp. warning(Temp.-Warnung)•

Stellen Sie bei Bedarf die Temperatur für jede Methode ein.
Wenn die voreingestellte Temperatur erreicht ist, beginnt die
Kühlung des Elektrolyten.
Eine Temperaturwarnung zeigt an, dass die
Elektrolyttemperatur die für die Methode eingestellte
Temperatur überschritten hat.
–

0–10 °C (32–50 °F)

oder–Max. Temperature(Höchsttemperatur)•

No Warning (Keine Warnung)

Stellen Sie bei Bedarf die Höchsttemperatur des Elektrolyten
ein. Wird dieser Wert während des Prozesses erreicht, stoppt
das Gerät automatisch.
30–50 °C (86–122 °F)

Pump pre-time(Pumpenvorlaufzeit)•

Stellen Sie den Zeitpunkt ein, zu dem die Pumpe startet, ehe
Strom angelegt wird. Der Pumpenvorlauf stellt sicher, dass derElektrolyt vom Anfang des Vorgangs an gleichmäßig fließt.
–

LectroPol-5

4–15 s23

3 Zu Beginn

Menüpunkt

Beschreibung

Pol./etch. pause (Pol./Ätzpause)•

Legen Sie bei Bedarf eine kurze Pause zwischen Polieren undÄtzen fest, bei der kein Strom anliegt. Während dieser Pause
wird die Durchflussgeschwindigkeit, sofern eingestellt, geändert
und die beim Polieren entstandene viskose Schicht zerstört,
damit die Probe geätzt werden kann.
0–5 Sekunden.

F1 - Def. value (Def.Wert)•

Setzen Sie die Werte bei Bedarf auf die Werkseinstellung
zurück:–Wählen Sie den entsprechenden Wert.

–

Drücken Sie F1.

F2

N. zutr.

F3 - Edit Elect. Name
(Elektr.- Name
bearbeiten)

Falls Sie eigene Elektrolyte verwenden, können Sie die Namen in die
Namen Ihrer gewählten Elektrolyte umändern.

HinweisWird wenn Sie den Namen eines
benutzerdefinierten Elektrolyten ändern, ändert
sich der Name automatisch in allen Methoden,
die diesen Elektrolyten verwenden.
1.

Wählen Sie den Elektrolyten.

2.

Drücken Sie F3, um die Bearbeitung zu starten.

3.

Wählen Sie den Namen.

4.

Geben Sie den neuen Namen ein.
Siehe . Text ändern ►50.

F4 - Adj. Pump (Einst.
Pumpe)•

Die Pumpe muss vor der ersten Verwendung eingestellt
werden. Verwenden Sie diese Funktion, um die Pumpe
regelmäßig zu überprüfen.
Siehe . Pumpe kalibrieren ►66

3.5

Elektrolytisches Polieren und Ätzen – Hauptstufen
Probe präparieren
Vor dem elektrolytisches Polieren und Ätzen einer Probe muss die Probe geschliffen werden. Je
glatter die geschliffene Oberfläche, desto kürzer ist die Polierzeit und umso besser in der Regel das
Endergebnis.

24

LectroPol-5

3 Zu Beginn
Elektrolytbehälter einsetzen
WARNUNG
Beachten Sie beim Handhaben, Mischen, Leeren und Entsorgen alle für die
Elektrolyten geltenden Sicherheitsbestimmungen.
Siehe . Arbeit mit Elektrolyten ►27.
1.

Drücken Sie die Schaltfläche Nach oben an der Poliereinheit,um den Poliertisch in die oberste Position zu fahren.

2.

Öffnen Sie die Abdeckung des Elektrolytfachs.

3.

Setzen Sie einen mit dem richtigen Elektrolyten gefüllten
Behälter ein.

4.

Schließen Sie die Abdeckung des Elektrolytfachs.

5.

Drücken Sie die Schaltfläche Nach unten und senken Sie den
Poliertisch vorsichtig in die untere Position ab.

Maske wählen
Alle Methoden von Struers werden mit Masken mit einer Lochgröße von 1 cm2 entwickelt undgetestet. Sie können Proben auch mit einer anderen Maskengröße präparieren. Siehe Ändern
Sie die Einstellungen ►51.

Probe positionieren
1.

Legen Sie die Probe auf die Maske.

2.

Achten Sie darauf, dass die Perforation vollständig abgedeckt ist. Andernfalls fließt der
Elektrolyt über und um die Probenkante.

Anodenarm platzieren
Hinweis
Die Rückseite der zu präparierenden Probe muss elektrisch leitfähig sein.

1.

Heben Sie den Anodenarm an und platzieren Sie ihn auf der Probe.
Die Anode hat elektrischen Kontakt mit der Probe.

LectroPol-525

3 Zu Beginn
Prozess starten
1.

Wählen Sie die Methode, die Sie verwenden möchten. Siehe . Methode wählen
►38.

2.

Drücken Sie die Schaltfläche Start.
Der Prozess wird automatisch durchgeführt.

Nachdem Bearbeiten der Probe
Nach Abschluss des Prozesses muss die Probe gewaschen und gereinigt werden, um weitereAngriffe auf die Oberfläche zu verhindern.
1.

Heben Sie den Anodenarm wieder in die Standardposition.

2.

Entfernen und waschen Sie die Probe.

3.

Spülen Sie die Probe mit Alkohol und trocknen Sie sie sofort.

Elektrolytbehälter entnehmen
WARNUNG
Beachten Sie beim Handhaben, Mischen, Leeren und Entsorgen alle für die
Elektrolyten geltenden Sicherheitsbestimmungen.
Siehe Arbeit mit Elektrolyten ►27.
1.

Drücken Sie die Schaltfläche Nach oben an der Poliereinheit, um
den Poliertisch in die oberste Position zu fahren.

2.

Öffnen Sie die Abdeckung des Elektrolytfachs.

3.

Entnehmen Sie den Elektrolytbehälter vorsichtig.

4.

Schließen Sie die Abdeckung des Elektrolytfachs.

5.

Drücken Sie die Schaltfläche Nach unten und senken Sie den
Poliertisch vorsichtig in die untere Position ab.

Externes ÄtzenWARNUNG
Beachten Sie beim Handhaben, Mischen, Leeren und Entsorgen alle für die
Elektrolyten geltenden Sicherheitsbestimmungen.

Siehe . Arbeit mit Elektrolyten ►27.

26

LectroPol-5

3 Zu Beginn
Beachten Sie beim externen Ätzen die folgenden Richtlinien.
1.

Schließen Sie den Stecker des externen Ätzgeräts an der Rückseite der Steuereinheit an.

2.

Füllen Sie den Behälter mit dem benötigten Elektrolyten.

3.

Greifen Sie die Probe mit einer Zange.

4.

Tauchen Sie die Probe mit der Stirnseite nach unten in den Elektrolyten.
Hinweis
Stellen Sie sicher, dass die Probe oder die Zange die Ätzwanne nicht berühren.
Bei einem Kontakt kommt es zu einem Kurzschluss und die Probe wird nicht
richtig geätzt.

5.

Sobald die Probe in den Elektrolyt eingetaucht ist, beginnt der Countdown dervoreingestellten Zeit.
Nach Ablauf der Zeit schaltet sich die Spannung ab und der Ätzprozess wird beendet.

3.6

Arbeit mit Elektrolyten
WARNUNG
Verätzungsgefahr.
Beachten Sie beim Handhaben, Mischen, Leeren und Entsorgen alle für die
Elektrolyten geltenden Sicherheitsbestimmungen.
VORSICHT
Fordern Sie immer das Sicherheitsdatenblatt für jeden Elektrolyt an und lesen Sie
es vor Beginn der Arbeit.
VORSICHT
Viele Elektrolyte enthalten Alkohol oder andere brennbare Lösungsmittel.
Befolgen Sie bei der Arbeit mit solchen Elektrolyten stets alle
Sicherheitshinweise.
VORSICHT
Der Benutzer muss in der Handhabung und Verwendung der in dem Gerätverwendeten Elektrolyte geschult sein.
VORSICHT
Das Gerät ist für die Verwendung mit von Struers empfohlenen Elektrolyten
vorgesehen. Nicht von Struers empfohlene Elektrolyte können eine Gefahr fürden Benutzer darstellen oder das Gerät beschädigen.
Arbeiten mit Perchlorsäure
Siehe . Perchlorsäure ►28.

Verfügbarkeit
Elektrolyte von Struers werden nicht in den USA angeboten. Die Chemikalien für dieverschiedenen Elektrolyte müssen bei Bedarf anderweitig gekauft werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner bei Struers.

LectroPol-5

27

3 Zu Beginn
Nach Gebrauch
Lassen Sie den Elektrolyten nicht im Inneren des Geräts oder auf dem polierten Werkstoff trocknenoder kristallisieren.
Reinigungstücher, die zum Abwischen von Tropfen oder Spritzern verwendet werden, müssen mit
Wasser gespült werden, um ein Austrocknen des Elektrolyts zu verhindern.

Entsorgung
Siehe . Entsorgung ►70.

3.6.1

Perchlorsäure
Bei der Arbeit mit Elektrolyten von Struers, die mit dem Präfix A gekennzeichnet sind, müssen Sieeine bestimmte Menge Perchlorsäure zur Elektrolytlösung geben.
VORSICHT
Fordern Sie immer das Sicherheitsdatenblatt für jeden Elektrolyt an und lesen Sie es
vor Beginn der Arbeit.
Das Sicherheitsdatenblatt für die betreffenden Komponenten finden Sie unter: www.struers.com.

VORSICHT
Brand/Explosionsgefahren•
60%ige Perchlorsäure ist eine stark korrodierende und oxidierende Substanz.
Erwärmen kann zur Explosion führen, der Kontakt mit brennbaren Substanzen
einen Brand verursachen.
•

Die Brandbekämpfung muss von einem sicheren Ort aus erfolgen. Verwenden
Sie nur die auf dem Sicherheitsblatt angegebenen Löschmittel.

Schulung
VORSICHT
Alle Personen, die mit dem Mischen, Verwenden, Lagern, Transportieren und
Entsorgen von Elektrolyten betraut sind, müssen in der Handhabung vonPerchlorsäure geschult sein.
•
Atmen Sie keine Dämpfe der Lösung oder ihrer Bestandteile ein.
•

Vermeiden Sie Hautkontakt.

Perchlorsäure in Elektrolytlösung mischen
Bei der Arbeit mit Elektrolyten von Struers, die mit dem Präfix A gekennzeichnet sind, müssen Sieeine bestimmte Menge Perchlorsäure zur Elektrolytlösung geben.
WARNUNG
Tragen Sie immer einen Vollgesichtsschutz oder eine Spritzschutzbrille,
Gummihandschuhe und einen Laborkittel oder Arbeitsanzug, wenn Sie mit
Perchlorsäure arbeiten.

28

LectroPol-5

3 Zu Beginn
WARNUNG
Stellen Sie sicher, dass Sie den Elektrolyt in einem chemischen Abzug mischen,
der für Perchlorsäure ausgelegt ist.
WARNUNGBei der Arbeit mit Perchlorsäure dürfen keine brennbaren oderkohlenstoffhaltigen Behälter, Reaktionsgefäße, Auffangwannen, Regalböden
oder ähnlichen Gegenstände verwendet werden.
WARNUNG
Informationen zu Elektrolyten finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des jeweiligen
Produkts.

Vorgehensweise
VORSICHTDie Komponenten müssen in der richtigen Menge wie unten angegeben
verwendet werden.
Elektrolyte A2
1.

Ethanol, Butoxyethanol und Wasser mischen.

2.

Unmittelbar vor Gebrauch der A2 I-Mischung A2 II - Perchlorsäure zugeben.

Formel

A2 I

A2 II

90 ml destilliertes Wasser

78 ml Perchlorsäure

730 ml Ethanol
100 ml Butoxyethanol
Chemikalien

Alle Chemikalien sind chemisch rein, vorzugsweise analysenrein.
Prozent sind, wo nichts anderes angegeben ist, Gewichtsprozent.
Butoxyethanol

Ethylenglycolmonobutylether, CH3(CH2)2-CH2-O-CH2-CH2OH

Ethanol 96% Vol

CH3-CH2OH

Perchlorsäure

60%, HClO4

Destilliertes Wasser

H 2O

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Lesen Sie vor dem Mischen die Sicherheitsdatenblätter für die spezifischen Komponenten
sorgfältig durch.
Der Benutzer muss die Bedienungsanleitung für einen ordnungsgemäßen Arbeitsablauf
gemäß der mit dem Gerät gelieferten Betriebsanleitung befolgen.
HinweisDas Produkt muss gemäß den örtlichen Gefahrgutvorschriften entsorgt
werden.

LectroPol-5

29

3 Zu Beginn

Elektrolyte A3
1.

Ethanol und Butoxyethanol mischen.

2.

Unmittelbar vor Gebrauch der A3 I-Mischung A3 II - Perchlorsäure zugeben.

Formel

A3 I

A3 II

600 ml Methanol

60 ml Perchlorsäure

360 ml Butoxyethanol
Chemikalien

Alle Chemikalien sind chemisch rein, vorzugsweise analysenrein. Prozent
sind, wo nichts anderes angegeben ist, Gewichtsprozent.
Butoxyethanol

Ethylenglycolmonobutylether, CH3(CH2)2-CH2-O-CH2-CH2OH

Methanol

100% Vol., CH3OH

Perchlorsäure

60%, HClO4

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Lesen Sie vor dem Mischen die Sicherheitsdatenblätter für die spezifischen Komponenten
sorgfältig durch.
Der Benutzer muss die Bedienungsanleitung für einen ordnungsgemäßen Arbeitsablauf gemäßder mit dem Gerät gelieferten Betriebsanleitung befolgen.
HinweisDas Produkt muss gemäß den örtlichen Gefahrgutvorschriften entsorgt werden.

Elektrolyte D2
1.

Mischen Sie die Phosphorsäure in das destillierte Wasser

2.

Ethanol, Propanol und Harnstoff zugeben.

FormelD2
500 ml destilliertes Wasser
250 ml Phosphorsäure

250 ml Ethanol
50 ml Propanol
5 g Harnstoff

30

LectroPol-5

3 Zu Beginn

Elektrolyte D2
Chemikalien

Alle Chemikalien sind chemisch rein, vorzugsweise analysenrein. Prozent
sind, wo nichts anderes angegeben ist, Gewichtsprozent.
Ethanol

96% Vol., CH3-CH2OH

Phosphorsäure

Ortho-Phosphorsäure 85%,
(HO)3PO

Propanol

2-Propanol 100%, CH3-CH2-CH2OH

Harnstoff

CO(NH2)2

Destilliertes Wasser

H 2O

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Lesen Sie vor dem Mischen die Sicherheitsdatenblätter für die spezifischen Komponenten
sorgfältig durch.
Der Benutzer muss die Bedienungsanleitung für einen ordnungsgemäßen Arbeitsablauf gemäßder mit dem Gerät gelieferten Betriebsanleitung befolgen.
HinweisDas Produkt muss gemäß den örtlichen Gefahrgutvorschriften entsorgt werden.

Lagerung von Perchlorsäure oder -lösungVORSICHTDie Entstehung wasserfreier Perchlorsäure aus ihren Salzen oder wässrigen
Lösungen ist stets zu vermeiden. Dies kann z. B. durch Erhitzen mit kochenden
Säuren oder wasserabspaltenden Mitteln wie Schwefelsäure oder
Phosphorpentoxid geschehen. Abgesehen von Spontanverpuffungen, kannwasserfreie Perchlorsäure bei Kontakt mit oxidierbaren organischen Materialiensofort explodieren.
VORSICHT
Bei der Lagerung und Anwendung von Perchlorsäure sollten nicht mehr als 500 g
pro Abzug eingesetzt werden.

3.

Perchlorsäure darf weder an Flaschenrändern, Verschlüssen oder an anderen Stellen
auskristallisieren.

4.

Die Aufbewahrung der Chemikalie erfolgt an einem sicheren, gut belüfteten Ort, mit einer
untergestellten Metall-, Glas- oder Keramikauffangschale.

5.

Die Aufbewahrung zusammen mit anderen Chemikalien oder brennbaren oder organischen
Materialien ist zu vermeiden.

6.

Lassen Sie Lösungen niemals austrocknen.

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

LectroPol-5

31

4 Transport und Lagerung

4

Transport und Lagerung
Wenn Sie die Einheit nach der Installation an einen anderen Ort transportieren oder über einen
längeren Zeitraum lagern müssen, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Leitlinien.

4.1

4.2

•

Achten Sie darauf, das Gerät vor jedem Transport sicher zu verpacken.Im gegenteiligen Fallkann die Einheit beschädigt werden, was nicht von der Garantie abgedeckt ist.Setzen Sie sichmit dem Struers Service in Verbindung.

•

Wir empfehlen, die Originalverpackung und alle Transportbeschläge zu benutzen.

Transport
1.

Reinigen Sie Steuereinheit mit einem weichen, feuchten Tuch.

2.

Reinigen Sie die Poliereinheit gründlich. Siehe Betriebsanleitung des Geräts.

3.

Ziehen Sie das Netzkabel ab.

4.

Trennen Sie die Poliereinheit von der Wasserversorgung oder der Umlaufkühleinheit (Option).

5.

Transportieren Sie die Einheiten zu ihrem neuen Standort.

Lagerung
HinweisWir empfehlen, die Originalverpackung und alle Transportbeschläge für einemögliche künftige Verwendung aufzubewahren.
•

Trennen Sie die Einheit von der Stromversorgung.

•Entfernen Sie das Zubehör.

•

Die Einheit muss vor der Lagerung gereinigt und getrocknet werden. Siehe . Täglich ►66.

•

Verpacken Sie das Gerät und das Zubehör in der jeweiligen Originalverpackung.

•Legen Sie einen Beutel mit Trockenmittel (Kieselgel) in die Transportkiste.

•

Einzelheiten zu Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit finden Sie unter Technische Daten LectroPol-5 ►72

Poliereinheit
Siehe Betriebsanleitung des Geräts.

32

LectroPol-5

5 Installation

5

Installation

5.1

Das Gerät auspacken
HinweisWir empfehlen, die Originalverpackung und alle Transportbeschläge für einemögliche künftige Verwendung aufzubewahren.

Die Anlage wird in zwei Transportkisten geliefert.
•

Steuereinheit•

Poliereinheit

Steuereinheit
1.

Schneiden Sie das Klebeband oben auf dem Karton durch.

2.

Entfernen Sie die losen Teile.

3.

Nehmen Sie die Einheit aus der Schachtel.

Poliereinheit
Siehe Betriebsanleitung des Geräts.

Geräte bewegen
Siehe . Transport ►32.

5.2

Packungsinhalt überprüfen
Die Anlage wird in zwei Transportkisten geliefert.
•

Steuereinheit•

Poliereinheit.

Die Transportkiste kann optionales Zubehör enthalten.

Steuereinheit
Die Transportkiste enthält Folgendes:
Stück

Beschreibung

1

Steuereinheit

2Stromkabel

1Externe Ätzeinheit

1Satz BetriebsanleitungenLectroPol-533

5 Installation
Poliereinheit
Siehe Betriebsanleitung des Geräts.

5.3

Standort
WARNUNG VOR HANDVERLETZUNGEN
Achten Sie beim Umgang mit dem Gerät auf Ihre Finger.
Tragen Sie beim Umgang mit schweren Teilen Sicherheitsschuhe.
Die Länge des Versorgungs- und Kommunikationskabels, das die beiden Einheiten verbindet,
beträgt 2 m (6,5 ft), sodass die Einheiten an verschiedenen Orten platziert werden können.

Steuereinheit•

Stellen Sie die Einheit auf einen festen, stabilen Arbeitstisch mit horizontaler Oberfläche undpassender Höhe.

•

Stellen Sie die Einheit in der Nähe des Abzugs auf, in dem sich die Poliereinheit befindet.

Hinweis
Stellen Sie die Steuereinheit NICHT in den Abzug, da die Elektronik durch
Chemikaliendämpfe beschädigt werden kann.

Poliereinheit
Siehe Betriebsanleitung des Geräts.

5.4

Stromversorgung
WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG
Das Gerät muss geerdet sein.
Vor der Installation eines elektrischen Geräts muss die Stromversorgung
unterbrochen werden.
Kontrollieren Sie, dass die tatsächliche Versorgungsspannung der Spannung
entspricht, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist.
Falsche Anschlussspannung kann Schäden an elektrischen Bauteilen verursachen.
Steckdose
Die Steckdose muss einfach zu erreichen sein.
Die Steckdose muss sich 0,6–1,9 m (2½ Zoll–6 Fuß) über dem Boden befinden. Eine maximale
Höhe von 1,7 m (5 Fuß 6 Zoll) wird empfohlen.

34

LectroPol-5

5 Installation

5.4.1

Stromkabel
WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG
Das Gerät muss geerdet sein.
Vor der Installation eines elektrischen Geräts muss die Stromversorgung
unterbrochen werden.
Kontrollieren Sie, dass die tatsächliche Versorgungsspannung der Spannung
entspricht, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist.
Falsche Anschlussspannung kann Schäden an elektrischen Bauteilen
verursachen.
Hinweis
Das Gerät wird mit 2 Netzanschlusskabeln ausgeliefert. Falls der Stecker am
mitgelieferten Kabel nicht in Ihrem Land zulässig sein sollte, muss dieser durcheinen zugelassenen Stecker ersetzt werden.
1-Phasen-Stromversorgung
Für die einphasige Stromversorgung wird der 2-polige
Stecker (Europ. Schuko-Stecker) verwendet.
Kennzeichnung der Adern:
Gelb/Grün

Erde (Masse)

Braun

Leitung (stromführend)

Blau

Neutral2-Phasen-Stromversorgung
Für die zweiphasige Stromversorgung wird der 3-polige
Stecker (Nordamerik. NEMA-Stecker) verwendet.

Kennzeichnung der Adern:
Grün

Erde (Masse)

Schwarz

NeutralWeiß

Leitung (stromführend)

Anschluss an das Gerät•

Schließen Sie das Netzkabel an der Steckverbindung auf
der Rückseite der Steuereinheit an.

•

Schließen Sie das Kabel an die Stromversorgung an.

LectroPol-535

5 Installation

5.4.2

Spannung
VORSICHT
Das Gerät muss geerdet sein.
Vor der Installation eines elektrischen Geräts muss die Stromversorgung
unterbrochen werden.
Kontrollieren Sie, dass die tatsächliche Versorgungsspannung der Spannung
entspricht, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist.
Falsche Anschlussspannung kann Schäden an elektrischen Bauteilen verursachen.
HinweisIn Ländern mit einer Netzspannung von 100–120 V müssen Sie die
Geräteeinstellung ändern.
– 115 V: 100–120 V/50/60 Hz– 230 V: 200–240 V/50/60 HzWerkseinstellungÄnderung der Spannung

5.5

1.

Öffnen Sie die Abdeckung desSicherungsfachs auf der Rückseite der
Steuereinheit mit einem kleinen
Schlitzschraubendreher.

2.

Nehmen Sie die Sicherung aus dem
Sicherungsfach.

3.

Drehen Sie die Sicherung in die
erforderlich Position.

4.

Schieben Sie die Sicherung wieder in das
Sicherungsfach.

5.

Schließen Sie die Abdeckung desSicherungsfaches.

A Sicherungsfach

Poliereinheit anschließen
WARNUNG
Stellen Sie die Einheit in einen Abzug.
Die Einheit darf während des Betriebs weder berührt, bewegt noch manipuliert
werden.
1.

Schließen Sie das Kabel der Poliereinheit an der Rückseite der Steuereinheit an.

2.

Ziehen Sie den Sicherungsring fest, um den Stecker zu sichern.

Pumpe kalibrieren
Beim ersten Einschalten des Geräts wird empfohlen, die Pumpe einzustellen. Siehe . Pumpe
kalibrieren ►66.

5.5.1

Verlängerungsarm montieren (Option)
Zum Ätzen/Polieren von Proben bis zu 100 mm können Sie einen Verlängerungsarm montieren.

36

LectroPol-5

6 Das Gerät bedienen
Verlängerungsarm montieren
1.

Entfernen Sie die graue Kunststoffkappe am Anodenarm.

2.

Schrauben Sie die Metallstange ein und ziehen Sie sie fest.

3.

Schieben Sie den Verlängerungsarm auf die Stange.

Das Gerät bedienen
Verwenden Sie den Verlängerungsarm auf dieselbe Weise wie den Anodenarm.
1.

5.6

Heben Sie den Arm an und platzieren Sie ihn auf der Probe, um eine gute elektrische
Verbindung mit der Probe sicherzustellen.

Externe Ätzeinheit anschließen
1.

Schließen Sie das Kabel der externenÄtzeinheit an der Rückseite der
Steuereinheit an.

A Anschlussbuchse - Externes Ätzen

5.7

Geräuschbildung
Informationen über den Schalldruckpegel finden Sie in diesem Abschnitt: Lärmpegel undVibrationen ►72.
VORSICHT
Das Hörvermögen kann dauerhaft geschädigt werden, wird es dauerhaftem Lärm
ausgesetzt.
Tragen Sie bei Schallpegeln, die die zulässigen örtlichen Grenzwerteüberschreiten, einen Gehörschutz.

5.8

Vibrationen
Informationen über die Gesamtexposition von Händen und Armen an Vibrationen finden Sie indiesem Abschnitt: Lärmpegel und Vibrationen ►72.

6

Das Gerät bedienen
VORSICHT
Verwenden Sie das Gerät niemals mit nicht kompatiblen Zubehörteilen oder
Verbrauchsmaterialien.

LectroPol-5

37

6 Das Gerät bedienen

6.1

Erstmaliges Starten des Geräts•

Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter auf der Rückseite der Steuereinheit ein.

Systemstart – Inbetriebnahme
Beim allerersten Einschalten des Geräts erscheint der Bildschirm Main menu (Hauptmenü).
Weitere Anweisungen zum Navigieren in der Anzeige finden Sie hier:•Funktionen der Steuereinheit ►19•

Anzeige ►20

Language (Sprache)
Wählen Sie die Sprache, die Sie verwenden möchten. Sie können die Sprache auch später ändern.
1.

Wählen Sie im Main menu (Hauptmenü) Bildschirm Config. (Config.) > Language (Sprache).

2.

Scrollen Sie in der Liste nach oben oder unten, um die gewünschte Sprache auszuwählen.

Pumpe kalibrieren
Die Pumpe muss vor der ersten Verwendung eingestellt werden.
Mit dieser Funktion wird die Pumpe der Poliereinheit kalibriert, um sicherzustellen, dass die
Einstellung der Durchflussgeschwindigkeit in den Methoden von Struers korrekt sind.
Siehe . Pumpe kalibrieren ►66.

Systemstart – tägliche Arbeit
Nach dem Einschalten des Geräts wird als Startbildschirm der Bildschirm angezeigt, der beim
Abschalten des Geräts aktiv war.

6.2

MethodenSie können mit folgenden Methodentypen arbeiten:•

Struers Methods (Struers Methoden).
Diese Methoden sind vordefiniert. Sie können die Einstellungen nicht ändern. Kopieren Sie sie
bei Bedarf in den Ordner User Methods (Benutzerdefinierte Methoden) und ändern Sie die
Einstellungen.

•

User Methods (Benutzerdefinierte Methoden)
Diese Methoden können Sie nach Bedarf kopieren und ändern.

6.2.1

Methode wählen
1.

Wählen Sie im Bildschirm Main menu (Hauptmenü) den Bildschirm Struers
Methods (Struers Methoden).
Die Methoden enthalten alle für den Prozess erforderlichen Einstellungen.

2.

38

Wählen Sie die Methode, die Sie verwenden möchten.

LectroPol-5

6 Das Gerät bedienen

6.2.2

Struers Methoden
Polieren/Ätzen
Methoden
Stahl
Mode (Modus)

Polishing/Etching (Polieren/Ätzen)

Area (Bereich)

1 cm2

Temp. (Temp.)

22°C (71.6°F)
Polishing (Polieren)

Etching (Ätzen)

Electrolyte (Elektrolyt)

A2

A2

Voltage (Spannung)

40 V

5,0 V

Flow rate (Durchflussrate)

14

9Time (Zeit)

12 s

5s

Niedrig legierter Stahl
Mode (Modus)

Polishing/Ext. Etching (Polieren/Ext. Ätzen)

Area (Bereich)

1 cm2

Temp. (Temp.)

22°C (71.6°F)
Polishing (Polieren)

External etching (ExternesÄtzen)

Electrolyte (Elektrolyt)

AC2

A2

Voltage (Spannung)

53 V

2,5 V

Flow rate (Durchflussrate)

7

Time (Zeit)

20 s

6s

Mittellegierter C-Stahl
Mode (Modus)

Polishing/Ext. Etching (Polieren/Ext. Ätzen)

Area (Bereich)

1 cm2

Temp. (Temp.)

22°C (71.6°F)
Polishing (Polieren)

External etching (ExternesÄtzen)

Electrolyte (Elektrolyt)

AC2

A2

Voltage (Spannung)

60 V

2,5 V

Flow rate (Durchflussrate)

12Time (Zeit)

18 s

LectroPol-5

6s

39

6 Das Gerät bedienen

Gehärteter Stahl
Mode (Modus)

Polishing only (Nur Polieren)

Area (Bereich)

1 cm2

Temp. (Temp.)

22°C (71.6°F)
Polishing (Polieren)

Electrolyte (Elektrolyt)

A3

Voltage (Spannung)

63 V

Flow rate (Durchflussrate)

13

Time (Zeit)

18 s

Edelstahl
Mode (Modus)

Polishing/Ext. Etching (Polieren/Ext. Ätzen)

Area (Bereich)

1 cm2

Temp. (Temp.)

22°C (71.6°F)
Polishing (Polieren)

External etching (ExternesÄtzen)

Electrolyte (Elektrolyt)

A3

10 % Oxalsäure

Voltage (Spannung)

35 V

15,0 V

Flow rate (Durchflussrate)

13

Time (Zeit)

25 s

60 s

Aluminium
Mode (Modus)

Polishing only (Nur Polieren)

Area (Bereich)

1 cm2

Temp. (Temp.)

22°C (71.6°F)
Polishing (Polieren)

Electrolyte (Elektrolyt)

A2

Voltage (Spannung)

48 V

Flow rate (Durchflussrate)

9Time (Zeit)

35 s

Aluminiumlegierungen

40

Mode (Modus)

Polishing only (Nur Polieren)

Area (Bereich)

1 cm2

Temp. (Temp.)

22°C (71.6°F)

LectroPol-5

6 Das Gerät bedienen

Aluminiumlegierungen
Polishing (Polieren)
Electrolyte (Elektrolyt)

A2

Voltage (Spannung)

39 V

Flow rate (Durchflussrate)

9Time (Zeit)

15 s

KupferMode (Modus)

Polishing/Etching (Polieren/Ätzen)

Area (Bereich)

1 cm2

Temp. (Temp.)

22°C (71.6°F)
Polishing (Polieren)

Etching (Ätzen)

Electrolyte (Elektrolyt)

D2

D2

Voltage (Spannung)

24 V

2,0 V

Flow rate (Durchflussrate)

13

10Time (Zeit)

20 s

4s

Messing und Bronze
Mode (Modus)

Polishing/Ext. Etching (Polieren/Ext. Ätzen)

Area (Bereich)

1 cm2

Temp. (Temp.)

22°C (71.6°F)
Polishing (Polieren)

External etching (ExternesÄtzen)

Electrolyte (Elektrolyt)

E5

D2

Voltage (Spannung)

56 V

3,0 V

Flow rate (Durchflussrate)

18

Time (Zeit)

18 s

7s

Titan
Mode (Modus)

Polishing only (Nur Polieren)

Area (Bereich)

1 cm2

Temp. (Temp.)

22°C (71.6°F)
Polishing (Polieren)

Electrolyte (Elektrolyt)

A3

Voltage (Spannung)

35 V

LectroPol-5

41

6 Das Gerät bedienen

Titan

6.2.3

Flow rate (Durchflussrate)

16

Time (Zeit)

15 s

Methode erstellen
So erstellen Sie eine Methode:•

Kopieren Sie eine Struers Methode aus dem Ordner Struers Methods (Struers Methoden) undspeichern Sie sie im Ordner User Methods (Benutzerdefinierte Methoden).

oder•

Wählen Sie eine leere Methode aus oder kopieren Sie eine vorhandene Methode im Ordner
User Methods (Benutzerdefinierte Methoden).

•

Speichern Sie die Methode im Ordner User Methods (Benutzerdefinierte Methoden).

•

Benennen Sie die Methode um. Siehe . Methode umbenennen ►50.

•

Bearbeiten Sie die Methode und speichern Sie die Änderungen. Siehe . Ändern Sie die
Einstellungen ►51.

Methode kopieren
1.

Wählen Sie im Bildschirm Main menu (Hauptmenü) einen der folgenden
Bildschirme:–

Struers Methods (Struers Methoden)

oder
–

42

User Methods (Benutzerdefinierte Methoden)

LectroPol-5

6 Das Gerät bedienen
2.

Wählen Sie die Methode, die Sie verwenden möchten.

3.

Methode kopieren: Drücken Sie F1 - Copy (Kopie).

4.

Drücken Sie Eingabe, um Ihre Wahl zu bestätigen.

5.

Wenn Sie eine Methode vom Bildschirm Struers Methods (Struers Methoden)
kopieren:–Drücken Sie Zurück, um zum Bildschirm Main menu (Hauptmenü)zurückzukehren.

–

Wählen Sie den Bildschirm User Methods (Benutzerdefinierte Methoden).

6.

Wählen Sie im Bildschirm User Methods (Benutzerdefinierte Methoden) das
Feld aus, in das Sie die neue Methode einfügen möchten.

7.

Fügen Sie die Methode ein. Drücken Sie F2 - Insert (Einfügen).

8.

Wenn Sie eine leere Methode verwenden, ändert sich der Name automatischvon Empty method (Leere Methode) zu Unnamed method (Unbenannte
Methode).

9.

Drücken Sie Eingabe, um Ihre Wahl zu bestätigen.

10. Benennen Sie die Methode um. Siehe . Methode umbenennen ►50.

6.2.4

Methode erstellen, die nicht auf einer Methode von Struers basiert
Wenn Sie mit Werkstoffen arbeiten, die nicht durch die Methoden in der Struers Methods(Struers Methoden) Datenbank abgedeckt sind, können Sie eine neue Methode erstellen. Hierzu
müssen Sie ein Abrastern durchführen.

LectroPol-5

43

6 Das Gerät bedienen
Vorgehensweise
1.

Wählen Sie im Bildschirm Main menu (Hauptmenü) den
Bildschirm User Methods (Benutzerdefinierte Methoden).

2.

Wählen Sie eine Methode, die Sie für den neuen Werkstoff
verwenden möchten, z. B. eine leere Methode, oder kopieren Sieeine Methode vom Bildschirm Struers.

3.

Drücken Sie Eingabe, um die Einstellungen der gewählten
Methode anzuzeigen.

4.

Ändern Sie bei Bedarf die Einstellung Electrolyte (Elektrolyt),sodass sie zu dem Elektrolyten für Ihren neuen Werkstoff passt.

5.

Drücken Sie F1, um die Funktion Scan (Abrastern) zu wählen.

6.

Wählen Sie die Einstellung Set max. volt. (Max. Spann.
einstellen) und stellen Sie die maximale Spannung ein, diewährend des Rasterns angelegt wird:
10–100 V

7.

Wählen Sie die Einstellung Set flow rate
(Durchflussgeschwindigkeit einstellen) und nehmen Sie die nötige
Anpassung vor.

8.

Starten Sie die Rasterfunktion: Drücken Sie START.

Rasterergebnis
1.

44Wenn das Rastern abgeschlossen ist, sehen Sie die Stromdichtekurve: Drücken
Sie Eingabe.

LectroPol-5

6 Das Gerät bedienen
Beispiel – Idealdiagramm der Stromdichtekurve
In diesem Beispiel sind die verschiedenen Bereiche für Polieren und Ätzen dargestellt.

Beispiel - Rasterergebnis
In diesem Beispiel zeigt das Diagramm die Stromdichtekurve. Mit diesem Ergebnis kannein ungefährer Wert für die Polier- und Ätzspannung definiert werden. Eine Tangente, T,
wird angezeigt.

LectroPol-545

6 Das Gerät bedienen
Polierspannung definieren
Die Bildung einer viskosen Schicht ist notwendig, um
die besten Ergebnisse beim elektrolytischen Polierenzu erzielen.
•

Die Bildung beginnt in Bereich B–C.

•

Der Bereich C–D eignet sich am besten zum
Polieren.

•

Die dickste viskose Schicht findet sich im
Bereich C– D, in dem das Spannungs-StromVerhältnis am höchsten ist.
Testreihen von Struers zeigen, dass
Polierergebnisse um so gleichförmiger sind, je
dicker die viskose Schicht ist.

•

In Bereich D–E tritt Sauerstoffbildung auf. Dies
führt zu Lochfraß, weswegen dieser Bereich
nicht zum Polieren oder Ätzen geeignet ist.

Mithilfe der Tangente können Sie den Punkt im Bereich mit der dicksten viskosen
Schicht definieren.
1.

Bewegen Sie die Tangente entlang der Stromdichtekurve in Bereich C–D, bis die
Tangente den kleinsten Winkel mit der X-Achse bildet (Punkt T1).

2.

Drücken Sie F2, um die damit ermittelte Polierspannung einzugeben.
Die Spannung, bei der die Tangente die Stromdichtekurve berührt, wird im
Bildschirm als V angezeigt.

46

LectroPol-5

6 Das Gerät bedienenÄtzspannung definieren
Zum elektrolytischen Ätzen eignet sich der Bereich der direkten anodischen
Auflösung. Die besten Ätzergebnisse werden im unteren Bereich von Bereich A–Berzielt.
•

Das bedeutet, dass die Ätzspannung im Bereich A–B eingestellt werden
muss.

Drücken Sie F3, um die ermittelte Ätzspannung für die Methode einzugeben.

1.

Drücken Sie Zurück, um zur Methode zurückzukehren
Die Spannungswerte für das Polieren und Ätzen sind jetzt zur Methodehinzugefügt.

2.

Speichern Sie die neue Spannungseinstellung: Drücken Sie F4 - SaveSave(Speichern).

Abrastern wiederholen
1.

Wenn Sie das Abrastern wiederholen möchten, während der Bildschirm die
aktuelle Stromdichtekurve anzeigt, drücken Sie F1 - Scan (Abrastern).

Die Einstellung für Voltage (Spannung)
Passen Sie bei Bedarf die Einstellung Voltage (Spannung) für Polishing (Polieren) und/oder
Etching (Ätzen) an.
Polierspannung
1.

Stellen Sie Time (Zeit) für das Polishing (Polieren) auf 10 Sekunden.

2.

Mode (Modus) auf Polishing only (Nur Polieren) setzen.

LectroPol-547

6 Das Gerät bedienen

HinweisFühren Sie vor dem Fortsetzen des Prozesses einen kurzen
mechanischen Schleifprozess durch oder wechseln Sie zu einem
Teil der Probe, der noch nicht poliert oder geätzt wurde.
Verwenden Sie bei Bedarf eine neue Probe.
3.

Legen Sie die Probe auf und positionieren Sie den Anodenarm.

4.

Schließen Sie die Schutzhaube.

5.

Beginnen Sie mit dem Polieren der Probe: Drücken Sie START.

6.

Entfernen Sie nach Abschluss des Prozesses die Schutzhaube.

7.

Reinigen Sie die Probe und kontrollieren Sie die Ergebnisse.
Wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, erhöhen/verringern Sie die
Polierspannung in Schritten von 2 V, bis das beste Ergebnis erreicht ist.

Ätzspannung
Polierspannung einstellen und den Ablauf wiederholen, um die richtige Ätzspannung zu
finden.
1.

Setzen Sie Voltage (Spannung) auf Polishing (Polieren).

2.

Mode (Modus) auf Polishing/Etching (Polieren/Ätzen) setzen.

3.

Stellen Sie Time (Zeit) für das Etching (Ätzen) auf 5 Sekunden.
HinweisFühren Sie vor dem Fortsetzen des Prozesses einen kurzen mechanischen
Schleifprozess durch oder wechseln Sie zu einem Teil der Probe, der nochnicht poliert oder geätzt wurde. Verwenden Sie bei Bedarf eine neue Probe.

4.

Legen Sie die Probe auf und positionieren Sie den Anodenarm.

5.

Schließen Sie die Schutzhaube.

6.

Beginnen Sie mit dem Polieren und Ätzen der Probe: Drücken Sie START.

7.

Entfernen Sie nach Abschluss des Prozesses die Schutzhaube.

8.

Reinigen Sie die Probe und kontrollieren Sie die Ergebnisse.
Wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, erhöhen/verringern Sie dieÄtzspannung in Schritten von 1 V, bis das beste Ergebnis erreicht ist.

Die Einstellung für Time (Zeit)
Passen Sie bei Bedarf die Einstellung Time (Zeit) für Polishing (Polieren) und/oder Etching (Ätzen)an.

48

LectroPol-5

6 Das Gerät bedienen
Polierzeit
1.

Achten Sie darauf, dass die Spannung korrekt ist.

2.

Mode (Modus) auf Polishing only (Nur Polieren) setzen.
HinweisFühren Sie vor dem Fortsetzen des Prozesses einen kurzen
mechanischen Schleifprozess durch oder wechseln Sie zu einem
Teil der Probe, der noch nicht poliert oder geätzt wurde.
Verwenden Sie bei Bedarf eine neue Probe.

3.

Legen Sie die Probe auf und positionieren Sie den Anodenarm.

4.

Schließen Sie die Schutzhaube.

5.

Beginnen Sie mit dem Polieren der Probe: Drücken Sie START.

6.

Entfernen Sie nach Abschluss des Prozesses die Schutzhaube.

7.

Reinigen Sie die Probe und kontrollieren Sie die Ergebnisse.
Wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, erhöhen/verringern Sie die
Polierzeit in Schritten von 5 Sekunden, bis das beste Ergebnis erreicht ist.

Ätzzeit1.

Achten Sie darauf, dass die Spannung korrekt ist.

2.

Mode (Modus) auf Polishing/Etching (Polieren/Ätzen) setzen.
HinweisFühren Sie vor dem Fortsetzen des Prozesses einen kurzen
mechanischen Schleifprozess durch oder wechseln Sie zu einem
Teil der Probe, der noch nicht poliert oder geätzt wurde.
Verwenden Sie bei Bedarf eine neue Probe.

3.

Legen Sie die Probe auf und positionieren Sie den Anodenarm.

4.

Schließen Sie die Schutzhaube.

5.

Beginnen Sie mit dem Polieren der Probe: Drücken Sie START.

6.

Entfernen Sie nach Abschluss des Prozesses die Schutzhaube.

7.

Reinigen Sie die Probe und kontrollieren Sie die Ergebnisse.
Wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, erhöhen/verringern Sie dieÄtzzeit in Schritten von 2 Sekunden, bis das beste Ergebnis erreicht ist.

Maske austauschen
Wenn Sie größere Flächen polieren möchten, wählen Sie eine Maske mit einer größeren
Perforation. Dies kann folgende Einstellungen beeinflussen:

LectroPol-5

49

6 Das Gerät bedienen
Voltage (Spannung)

Die Spannungseinstellungen der Methode gelten für verschiedene
Maskengrößen.
Wenn Sie eine größere Fläche polieren, fließt ein höherer Strom.
Der Strom des Geräts ist auf 6 A begrenzt. Dieser Wert kannaufgrund der größeren Fläche überschritten werden. Die
Spannung wird dann automatisch auf einen niedrigeren Wert
reduziert, sodass der Strom 6 A nicht übersteigt. Auf dem
Bildschirm wird eine Meldung angezeigt.

Flow rate (Durchflussrate)

Wenn Sie zu einer Maske mit größerer Perforation wechseln,verringern Sie die Durchflussmenge um ca. 1–2.
Wenn Sie zu einer Maske mit kleinerer Perforation wechseln,erhöhen Sie die Durchflussmenge um ca. 1-2.

6.2.5

Methode umbenennen
Sie können eine Methode nach Belieben umbenennen.
Hinweis
Die Namen der Methoden in der Datenbank Struers Methods (Struers Methoden)
können nicht geändert werden.

1.

Wählen Sie im Bildschirm Main menu (Hauptmenü) den Bildschirm User
Methods (Benutzerdefinierte Methoden).

2.

Wählen Sie die Methode, die umbenannt werden soll.

3.

Drücken Sie F4 - Rename (Umbenennen).

4.

Sie werden aufgefordert, den angezeigten Text zu akzeptieren oder Nach unten
zu drücken, um die Bearbeitungsfunktion aufzurufen.

Siehe . Text ändern ►50.

6.2.6

Text ändern
Wählen Sie das Feld für die Texteingabe, um einen Textwert zu ändern.
1.

Setzen Sie den Cursor auf das Zeichen, das Sie ändern
möchten:
F1: Bewegen Sie den Cursor nach links.
F3: Bewegen Sie den Cursor nach rechts.

2.

50

Gehen Sie zum Zeichensatz.

LectroPol-5

6 Das Gerät bedienen
3.

6.2.7

Bewegen Sie den Cursor, um die Zeichen zu wählen, die Sie
eingeben möchten.
– F1: Bewegen Sie den Cursor nach links.
–

F2: Löschen Sie ein Zeichen im Text.

–

F3: Bewegen Sie den Cursor nach rechts.

–

F4: Fügen Sie ein Leerzeichen in den Text ein.

4.

Fügen Sie das neue Zeichen in den Text ein und bewegen
Sie den Cursor.

5.

Wiederholen Sie das Verfahren für jedes einzelne Zeichen.

6.

Speichern Sie die Änderungen.

7.

Verlassen Sie den Texteditor.

Ändern Sie die Einstellungen
Hinweis
Die Namen der Methoden in der Datenbank Struers Methods (Struers
Methoden) können nicht geändert werden.

Sie können die Einstellungen einer Methode an Ihre Anforderungen anpassen.
•

Wenn Sie eine Einstellung einer Methode ändern, erscheint in der unteren Zeile desBildschirms F4 Save (Speichern).

•

Wenn Sie Änderungen an einer bestehenden Methode vornehmen, wird die ursprüngliche
Methode beim Speichern der Änderungen überschrieben.

•

Wenn Sie sowohl die ursprüngliche Methode als auch die neue Version behalten möchten,
speichern Sie die Methode unter einem neuen Namen ab und nehmen Sie die Änderungenin der Kopie vor.

Vorgehensweise
Wählen Sie das Feld, dessen Einstellung geändert werden soll, um diese zu ändern.
1.

2.

Wählen Sie die Einstellung, die geändert werden soll.
–

Handelt es sich um einen numerischen Wert, erscheinen um
den Wert zwei eckige Klammern [ ].

–Handelt es sich um einen alphanumerischen Wert, erscheint
ein Einblendmenü.

Wählen Sie den gewünschten Wert.
–

LectroPol-5

Wenn zwei Werte vorhanden sind, wechseln Sie zwischen den
Werten.

51

6 Das Gerät bedienen
3.

Speichern Sie die Änderungen.

4.

Bestätigen Sie Ihre Änderungen.

EinstellungenMode (Modus)
Wählen Sie den zu verwendenden Modus:•

Polishing/Etching (Polieren/Ätzen)•

Polishing/Ext. Etching (Polieren/Ext. Ätzen)•

Polishing only (Nur Polieren)•

Etching only (Nur Ätzen)•

Ext. etching only (Nur ext. ätzen)

Area (Bereich)Wählen Sie eine der Standardgrößen der mit dem Gerät gelieferten Masken.

52

•

½ cm2

•

1 cm2

•

2 cm2

•

5 cm2

•

User Benutzer: Dies ist eine Maske ohne Perforation. Perforieren Sie die Maske bei Bedarf
mit einer Lochgröße, die Ihren Anforderungen entspricht.

LectroPol-5

6 Das Gerät bedienen

Temp. (Temp.)
Empfohlene Temperatur: –50°C bis +40°C (–58°F bis +104°F).
Die Ist-Temperatur des Elektrolyten wird in Klammern neben der empfohlenen Temperatur
angezeigt.
Die Einstellung hängt vom Typ der verwendeten Poliereinheit ab.
•Standard-Poliereinheit
Die Temperatur wird kontinuierlich überwacht.
Wählen Sie einen Wert im Bereich 0–40 °C/32–104°F.
HinweisBei Verwendung von Leitungswasser darf die eingestellte Temperatur nicht
unter der Wassertemperatur liegen.
HinweisArbeiten Sie nicht bei Temperaturen unter 0°C (32°F). Die Schläuche in derPoliereinheit sind nicht für Temperaturen unter diesem Wert ausgelegt.

•

Poliereinheit für niedrige Temperaturen
Wenn Sie eine Poliereinheit für niedrige Temperaturen verwenden, muss das Gerät aneine externe Umlaufkühleinheit (Option) angeschlossen werden.
Wenn Sie einen Wert unter 0°C/32°F wählen, wird die Temperaturregelung des Geräts
unterbrochen und die externe Kühlung verwendet.
Die auf dem Bildschirm angezeigten Temperaturen dienen nur Überwachungszwecken.
Die Ist-Temperatur des Elektrolyten kann nicht über das Gerät gesteuert werden.

Electrolyte (Elektrolyt)
Die Standardelektrolyte von Struers sind gespeichert. Sie können 5 benutzerdefinierte
Elektrolyte hinzufügen.
Voltage (Spannung)Sie können die Spannung zum Polieren und Ätzen justieren.
Wählen Sie den Wert, den Sie verwenden möchten.
•

Polierspannung:
0–100 V in Schritten von 1 V•Ätzspannung:
0–25 V in Schritten von 0,5 V•

Externes Ätzen:
0–15 V in Schritten von 0,5 V

LectroPol-553

6 Das Gerät bedienen

Flow rate (Durchflussrate)
Sie können die Durchflussmenge beim Polieren und Ätzen unabhängig einstellen:
0–20
HinweisDie Durchflussmenge kann je nach Temperatur, Alter und Verwendung desElektrolyten variieren.

Time (Zeit)
Die Einstellung nach 90 Minuten/300 Sekunden ist No Limit (Keine Grenze), eine Einstellung fürden manuellen Betrieb.
Einstellungen für Time (Zeit)

6.2.8

Stufen von 1 s

Stufen von 5 s

Stufen von 10 s

Polieren

0–30 s30–60 s

60 s–90 min

Ätzen

0–30 s30–60 s60–300 s

Methode nullstellen
Sie können eine Methode auf ihre Standardwerte zurücksetzen.
Hinweis
Die Namen der Methoden in der Datenbank Struers Methods (Struers Methoden)
können nicht geändert werden.
1.

Wählen Sie im Bildschirm Main menu (Hauptmenü) den Bildschirm User
Methods (Benutzerdefinierte Methoden).

2.

Wählen Sie die Methode, die zurückgesetzt werden soll.

3.

Setzen Sie die Methode zurück: Drücken Sie F3 - Reset (Zurücksetzen).

4.

Drücken Sie Eingabe, um Ihre Wahl zu bestätigen.

6.3

Ergebnisse optimieren

6.3.1

Fehlersuche und -behebung
Bevor Sie mit der Optimierung der Ergebnisse beginnen, überprüfen Sie den zu verwendenden
Elektrolyten.Siehe . Elektrolyte ►56.

54

LectroPol-5

6 Das Gerät bedienen

FehlerUrsacheMaßnahme

Die Oberfläche ist gar
nicht oder nur teilweisepoliert.

Die Stromdichte ist
unzureichend.

•

Erhöhen Sie die Spannung,um einen höheren Strom zu
erreichen.

Der Elektrolyt ist aufgebraucht.

•

Tauschen Sie den
Elektrolyten aus.

Unzureichende
Elektrolytmenge.

•

Fügen Sie Elektrolyten hinzu.

Gasblasen: Zu hohe
Spannung.

•

Senken Sie die Spannung.

Gasblasen: zu hohe
Durchflussmenge.

•

Passen Sie die
Durchflussgeschwindigkeitan.

Die Temperatur desElektrolyten ist zu hoch.

•Überprüfen Sie die
Temperatur des Elektrolyten.

Nach Abschalten des Stroms
kam es zu einem chemischen
Angriff an den Korngrenzen.

•

Entnehmen Sie die Probe
unmittelbar nach Abschalten
des Stroms und reinigen Siesie.

Die Versorgungsspannung ist
zu niedrig.

•

Erhöhen Sie die Spannung.

Zu lange Präparationszeit.

•

Verbessern Sie die
Präparationsphase vor dem
Polieren.

•

Verringern Sie die Zeit.

Zu hohe Spannung.

•Senken Sie die Spannung.

Die Anodenschicht ist
unzureichend.

•

Verringern Sie die
Durchflussmenge

Produkte mit unlöslicher
Reaktion.

•

Tauschen Sie den
Elektrolyten aus. Verwenden
Sie einen anderen
Elektrolyten oder eine frische
Mischung.

•

Erhöhen Sie die Spannung.

Nicht polierte Stellen.

Die polierte Oberfläche
ist geätzt.

Pitting

Abscheidungen auf der
Oberfläche.
Werkstoffe wie Titan
bilden Ablagerungen auf
der Oberfläche.
Reinigen Sie die Probe
unter fließendem
Wasser.

LectroPol-555

6 Das Gerät bedienen

6.3.2

FehlerUrsacheMaßnahme

Die Oberfläche ist
wellig.

Zu kurze Präparationszeit.

•

Zeit verlängern.

Falsche Durchflussmenge.

•

Erhöhen oder verringern Sie
die Durchflussmenge

Der Elektrolyt ist aufgebraucht.

•

Tauschen Sie den
Elektrolyten aus.

Ungleichmäßiges Polieren
aufgrund falscher
Präparationsphasen.

•

Verbessern Sie die
Präparationsphase vor dem
Polieren.

Falscher Elektrolyttyp.

•

Verwenden Sie einen
anderen Elektrolyten mit
anderen Polierdaten.

Falsche Präparationsphase.

•

Verbessern Sie die
Präparationsphase vor dem
Polieren.

Elektrolyte
Bevor Sie mit der Optimierung der Ergebnisse beginnen, überprüfen Sie Folgendes:•

Der Elektrolytbehälter wird bis zur Max.-Markierung gefüllt.

•Der minimale und maximale Durchfluss der Pumpe ist korrekt eingestellt.

•

Die Temperatur des Elektrolyten beträgt etwa 20–22°C (68–72°F).

Elektrolyte

6.3.3

•

Prüfen Sie das Alter des angesetzten Elektrolyten. Die Mischung sollte nicht älter als 3 Monate
sein.

•

Sehen Sie nach, wieviel Poliervorgänge mit dem Elektrolyten bereits ausgeführt wurden. Durch
vielmaliges Dünnen verbraucht sich der Elektrolyt im Lauf der Zeit.

•

Stellen Sie sicher, dass ein für den Werkstoff geeigneter Elektrolyt verwendet wird.

•

Stellen Sie sicher, dass der Elektrolyt während des Betriebs ausreichend gekühlt wird.

Polieren dünner Scheiben
Beim Polieren dünner Scheiben mit hoher Spannung muss die gebildete Wärme abgeleitet werden.
•

6.3.4

Ätzen von Edelstahl•

56

Legen Sie einen Metallblock auf die Schreiben. Achten Sie darauf, dass eine elektrische
Verbindung zwischen Scheibe und Metallblock besteht.

Waschen Sie die Probe vor dem externen Ätzen von Edelstahl mit Oxalsäure mit lauwarmem
Wasser.

LectroPol-5

6 Das Gerät bedienen

6.3.5

Polieren von Kupfer mit D2-Elektrolyt
Bei Verwendung des D2-Elektrolyten kann Kupfer nur bis zu einer Lochgröße von 2 cm2 poliert
werden.
•6.3.6

Wenn Sie größere Flächen polieren möchten, verwenden Sie den E5-Elektrolyten.

Wechsel zu Masken mit unterschiedlichen Lochgrößen
Wenn Sie zu einer Maske mit einer anderen Lochgröße wechseln, müssen Sie möglicherweise
die Durchflussmenge während des Polierens an die andere Lochgröße anpassen. Alle Methoden
von Struers sind für die Lochgröße 1 cm2 entwickelt.
•

Wenn Sie eine Maske mit der Lochgröße 1/2 und 2 cm2 verwenden, wird die
Durchflussmenge nicht geändert.

•

Wählen Sie eine Maske mit der Lochgröße 5 cm2, muss die Durchflussmenge um etwa 2–4
Stufen verringert werden.

Zum Ätzen bleibt die Durchflussmenge unverändert.

6.4

Manuelle Funktionen
Die Software bietet verschiedene manuelle Funktionen.

1.

Wählen Sie im Bildschirm Main menu (Hauptmenü) den Bildschirm Manualfunct. (Man. Funktion).

Über den Bildschirm Manual Functions (Manuelle Funktionen) können Sie zwischen den
folgenden Optionen wählen:

LectroPol-5•

Change electrolyte (Elektrolyt wechseln). Siehe . Elektrolyt wechseln ►58.

•

Cleaning (Reinigen) . Siehe . Reinigen ►61.

57

6 Das Gerät bedienen

6.4.1

•

Pump (Pumpe). Siehe . Manueller Betrieb der Pumpe ►63.

•

External etching (Externes Ätzen). Siehe . Externes Ätzen ►64.

Elektrolyt wechseln

Wenn Sie von einer Methode mit einem Elektrolyttyp zu einer Methode mit einem anderen
Elektrolyttyp wechseln, müssen Sie den Elektrolyten austauschen. Sie werden aufgefordert, den
Elektrolyt auszutauschen und das System zu reinigen. Bei Bedarf können Sie diese Funktion
manuell starten.
VORSICHT
Tragen Sie immer eine Sicherheitsbrille oder ein Schutzschild sowie
chemikalienbeständige Arbeitshandschuhe.
WARNUNGDie Einheit darf während des Betriebs weder berührt, bewegt noch manipuliert
werden.

58

1.

Wählen Sie im Bildschirm Main menu (Hauptmenü) den Bildschirm Manualfunct. (Man. Funktion).

2.

Wählen Sie im Bildschirm Manual Functions (Manuelle Funktionen) den
Bildschirm Change electrolyte (Elektrolyt wechseln).

LectroPol-5

6 Das Gerät bedienen
3.

Drücken Sie Eingabe, um den Prozess fortzusetzen.

4.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Anweisungen auf dem
Bildschirm sind unten aufgeführt.

5.

Drücken Sie Eingabe, um Stufen nacheinander aufzurufen.

Sie können den Prozess jederzeit abbrechen. Drücken Sie dazu Zurück.

6.

Folgende Meldungen werden angezeigt. Befolgen Sie jeden auf dem
Bildschirm aufgeführten Schritt.

[ Remove Electrolyte: A2 ]1. Lift the polishing table.
2. Please wait for 57 s
3. Remove the present elec.
([ Elektrolyt entfernen: A2 ]1. Heben Sie den Poliertisch an.
2. Warten Sie 57 s.
3. Entfernen Sie den vorhandenen Elektrol.

LectroPol-559

6 Das Gerät bedienen[ Insert Water ]1. Insert a container with water.
2. Lower the polishing table.
([ Wasser einfüllen ]1. Setzen Sie einen Behälter mit Wasser ein.
2. Senken Sie den Poliertisch ab.)[ Cleaning... ]The system is being cleaned now.
Please wait 54s([ Reinigen... ]Das System wird gerade gereinigt.
Warten Sie 54 s.)[ Cleaning done ]1. Lift the polishing table.
2. Use alcohol to remove water.
3. Clean off the remaining alcohol.
([ Reinigung abgeschlossen ]1. Heben Sie den Poliertisch an.
2. Entfernen Sie Wasser mit Alkohol.
3. Entfernen Sie den restlichen Alkohol.)60

LectroPol-5

6 Das Gerät bedienen[ Remove water ]Remove the water.
([ Wasser entfernen ]Entfernen Sie das Wasser.)[ Select new Electrolyte ]
A2
A3
A8
...
10% oxalic
USER 1([ Neuen Elektrolyten auswählen ]
A2
A3
A8
...
10 % Oxalsäure
BENUTZER 1

6.4.2

ReinigenWenn Sie das Gerät nicht verwenden, müssen Sie das System reinigen.
VORSICHT
Tragen Sie immer eine Sicherheitsbrille oder ein Schutzschild sowie
chemikalienbeständige Arbeitshandschuhe.

LectroPol-5

61

6 Das Gerät bedienen
WARNUNGDie Einheit darf während des Betriebs weder berührt, bewegt noch manipuliert
werden.
Führen Sie den Reinigungsprozess von der Steuereinheit von LectroPol-5 aus durch.
1.

Wählen Sie im Bildschirm Main menu (Hauptmenü) den Bildschirm Manualfunct. (Man. Funktion).

2.

Wählen Sie im Bildschirm Manual Functions (Manuelle Funktionen) den
Bildschirm Cleaning (Reinigen).

3.

Drücken Sie Eingabe, um den Prozess fortzusetzen.

4.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.Die Anweisungen auf dem
Bildschirm sind unten aufgeführt.

5.

Drücken Sie Eingabe, um Stufen nacheinander aufzurufen.

Sie können den Prozess jederzeit abbrechen. Drücken Sie dazu Zurück.

6.

Folgende Meldungen werden angezeigt. Befolgen Sie jeden auf dem Bildschirm
aufgeführten Schritt.
[ Remove Electrolyte:]

1. Lift the polishing table.
2. Please wait for 59 s
3. Remove the present elec.
([ Elektrolyten entfernen:]

1. Heben Sie den Poliertisch an.
2. Warten Sie 59 s.
3. Entfernen Sie den vorhandenen Elektrol.

[ Insert Water ]1. Insert a container with water.
2. Lower the polishing table.
([ Wasser einfüllen ]1. Setzen Sie einen Behälter mit Wasser ein.
2. Senken Sie den Poliertisch ab.)62

LectroPol-5

6 Das Gerät bedienen[ Cleaning... ]The system is being cleaned now.
Please wait 57s([ Reinigen... ]Das System wird gerade gereinigt.
Warten Sie 57 s.)[ Cleaning done ]1. Lift the polishing table.
2. Use alcohol to remove water.
3. Clean off the remaining alcohol.
([ Reinigung abgeschlossen ]1. Heben Sie den Poliertisch an.
2. Entfernen Sie Wasser mit Alkohol.
3. Entfernen Sie den restlichen Alkohol.)[ Remove water ]Remove the water.
([ Wasser entfernen ]Entfernen Sie das Wasser.)

6.4.3

Manueller Betrieb der Pumpe
Sie können die Pumpe aktivieren und die Durchflussmenge manuell justieren.
1.

Wählen Sie im Bildschirm Main menu (Hauptmenü)
den Bildschirm Manual funct. (Man. Funktion).

2.

Wählen Sie im Bildschirm Manual Functions(Manuelle Funktionen) den Bildschirm Pump
(Pumpe).

3.

Drücken Sie Eingabe.

4.

Passen Sie die Durchflussgeschwindigkeit an.

5.

Drücken Sie Eingabe oder Zurück, um die Pumpe zu stoppen.

LectroPol-5

63

6 Das Gerät bedienen

6.4.4

Externes Ätzen
Sie können den externen Ätzprozess steuern.

1.

Wählen Sie im Bildschirm Main menu (Hauptmenü)
den Bildschirm Manual funct. (Man. Funktion).

2.

Wählen Sie im Manual Functions (Manuelle
Funktionen) Bildschirm External etching (ExternesÄtzen).

3.

Drücken Sie Eingabe.
Der Timer beginnt sofort zu zählen.
HinweisBeste Ätzergebnisse werden dann erzielt,
wenn die Probe mit der Stirnseite nach unten
in den Elektrolyten getaucht wird.

Strom
Sobald Sie eine Probe in den Elektrolyten eintauchen, wird
der Strom auf dem Bildschirm angezeigt.

64

LectroPol-5

7 Wartung und Service
HinweisStromgrenzwert
Beim externen Ätzen ist der Strom auf
max. 1,5 A begrenzt.
Sobald dieser Wert erreicht wird, sinkt
die Spannung automatisch, um zu
verhindern, dass das System den
Stromgrenzwert überschreitet. Auf derAnzeige erscheint eine Meldung.

Spannung
Der Spannungswert wird auf der Anzeige angezeigt.
Die zuletzt verwendete Einstellung wird alsStandardwert verwendet.

4.

Passen Sie die Spannung bei Bedarf an.
0,5–15 V , in Schritten von 0,5 V.

5.

Drücken Sie bei Bedarf Zurück, um den Prozess
abzubrechen.

Ätzen mehrer Proben

7

1.

Wenn Sie weitere Proben ätzen möchten, drücken Sie F1, um denTimer zurückzusetzen.

2.

Starten Sie den Prozess erneut.

Wartung und Service
Maximale Verfügbarkeit und eine lange Betriebszeit lassen sich nur mithilfe einer korrekten
Wartung erreichen. Die ordnungsgemäße Wartung ist wichtig, um den sicheren Betrieb desGeräts zu gewährleisten.
Die in diesem Abschnitt beschriebenen Wartungsmaßnahmen dürfen nur von ausgebildeten odergeschulten Personen durchgeführt werden.

Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen (SRP/CS)
Sicherheitsbezogene Teile sind in Abschnitt „Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen(SRP/CS)“ in Abschnitt „Technische Daten“ dieser Anleitung beschrieben.
Siehe . Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen (SRP/CS) ►73

LectroPol-565

7 Wartung und Service
Technische Fragen und Ersatzteile
Bei technischen Fragen und zum Bestellen von Ersatzteilen geben Sie immer die Seriennummer
sowie Spannung/Frequenz an. Seriennummer und Spannung stehen auf dem Typenschild jedes
Geräts.

7.1

Allgemeine Reinigung
Um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern empfehlen wir dringend eine regelmäßige Reinigung.
HinweisVerwenden Sie kein trockenes Tuch, da die Oberflächen nicht kratzfest sind.

HinweisVerwenden Sie kein Azeton , Benzol oder ähnliche Lösungsmittel.

•

Wischen Sie das Tastenfeld nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch ab.

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird•

Reinigen Sie das Gerät und das gesamte Zubehör sorgfältig.

Poliereinheit
Siehe Betriebsanleitung des Geräts.

7.2

TäglichSteuereinheit•

Reinigen Sie alle zugänglichen Oberflächen mit einem weichen, feuchten Tuch.

Zubehör
Siehe die Betriebsanleitung des fraglichen Geräts.

7.3

Monatlich
Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung für die LectroPol-5 Poliereinheit.

7.3.1

Pumpe kalibrieren
Wenn die Ergebnisse nicht korrekt sind oder wenn Sie die Ergebnisse nicht reproduzieren können,
stellen Sie die Pumpe ein.
HinweisDie Pumpe muss vor der ersten Verwendung eingestellt werden.

66

LectroPol-5

7 Wartung und Service
HinweisWenn ein Elektrolyt verwendet wird, dessen Viskosität sich deutlich von Wasser
unterscheidet, oder das Gerät bei Temperaturen unter 0 °C betrieben wird,
müssen Sie den Durchfluss möglicherweise an diese Gegebenheiten anpassen.
Mit dieser Funktion wird die Pumpe der Poliereinheit kalibriert, um sicherzustellen, dass die
Einstellung der Durchflussgeschwindigkeit in den Methoden von Struers korrekt sind.
•Überprüfen Sie den Zustand des Elektrolyten, bevor Sie die Pumpe justieren.

•

Verwenden Sie diese Funktion, um die Pumpe regelmäßig zu überprüfen.

•Verwenden Sie diese Funktion nur, um die Pumpe zu kalibrieren, wenn keine korrekten
Ergebnisse mehr erzielt werden.

Vorgehensweise
Führen Sie diesen Prozess von der Steuereinheit aus durch.
1.

Wählen Sie im Bildschirm Main menu (Hauptmenü) den Bildschirm
Configuration (Konfiguration).

2.

Drücken Sie F4 - Adj. Pump (Einst. Pumpe).

3.

Füllen Sie einen Elektrolytbehälter zur Max.-Markierung mit
Wasser.

4.

Fügen Sie einen Tropfen Spülmittel hinzu, um die
Oberflächenspannung zu reduzieren.

5.

Die folgende Meldung wird angezeigt:
Insert container
Please insert a container filled to the max. mark with water.
Add a drop of detergent.
(Behälter einsetzen
Setzen Sie einen bis zur Max-Markierung mit Wasser gefüllten
Behälter ein.
Geben Sie einen Tropfen Reinigungsmittel hinzu.)

6.

Stellen Sie den Behälter in die Poliereinheit.

7.

Drücken Sie Eingabe, um den Prozess fortzusetzen.

8.

Entfernen Sie die Maske und führen Sie den mit dem Gerät
gelieferten Schlauch in den Auslass für den Elektrolyt ein.

9.

Drücken Sie Eingabe, um den Prozess fortzusetzen.

10. Wählen Sie Maximum pump flow (Maximaler Pumpenfluss).

LectroPol-5

67

7 Wartung und Service
11. Drücken Sie Eingabe, um die Pumpe zu starten.

12. Stellen Sie den Durchfluss so ein, dass das Wasser die Max.Markierung auf dem Schlauch erreicht.
13. Drücken Sie Eingabe, um den Wert zu speichern.

14. Wählen Sie Minimum pump flow (Minimaler Pumpenfluss).
15. Drücken Sie Eingabe, um die Pumpe zu starten.

16. Stellen Sie den Durchfluss so ein, dass das Wasser die Min.Markierung auf dem Schlauch erreicht.
17. Drücken Sie Eingabe, um den Wert zu speichern.

18. Wenn Sie die Justierung abgeschlossen haben, drücken Sie
Zurück.

7.4

Jährlich
Die Sicherheitseinrichtungen müssen einmal pro Jahr geprüft werden. Siehe . Prüfen Sie die
Sicherheitseinrichtungen ►68.

Poliereinheit
Informationen zur Überprüfung der Schutzabdeckung finden Sie in der Betriebsanleitung fürLectroPol-5 Poliereinheit.

7.4.1

Prüfen Sie die Sicherheitseinrichtungen
Die Sicherheitseinrichtungen müssen einmal pro Jahr geprüft werden.
WARNUNG
Verwenden Sie niemals ein Gerät mit defekten Sicherheitsvorrichtungen.
Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.
HinweisDie Prüfung sollte immer nur von qualifiziertem Fachpersonal (Elektromechanik,
Elektronik, Pneumatik usw.) vorgenommen werden.

68

LectroPol-5

7 Wartung und Service
Schutzhaube
Die Poliereinheit verfügt über eine Schutzhaube mit einem Mechanismus, der die
Stromversorgung der Poliereinheit unterbricht, wenn die Haube während eines Prozesses
geöffnet wird.

Bei geschlossener Schutzhaube
1.

Schließen Sie die Haube der Poliereinheit.

2.

Starten Sie einen Prozess: Drücken Sie die Schaltfläche Start.
Das Gerät startet.

3.

Öffnen Sie die Haube der Poliereinheit.
Die Stromversorgung der Poliereinheit muss sofort unterbrochen werden.
Das bedeutet, dass der Polierstrom auf 0 abfallen muss.

4.

Wenn der Betrieb nicht unterbrochen wird, drücken Sie die Schaltfläche
Stopp.

5.

Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.

Bei geöffneter Schutzhaube
1.

Starten Sie einen Prozess: Drücken Sie die Schaltfläche Start.
Das Gerät startet.
Die Pumpe beginnt, Elektrolyt umzuwälzen, und der elektrische Anschluss
wird geprüft.
Die Stromversorgung der Poliereinheit muss sofort unterbrochen werden.
Das bedeutet, dass der Polierstrom auf 0 abfallen muss. Das Strom-ZeitDiagramm muss zeigen, dass der Polierstrom 0 ist.

7.5

2.

Es erscheint eine Fehlermeldung: No electrical connection. Check anodearm. (Keine elektrische Verbindung. Überprüfen Sie den Anodenarm.)

3.

Wenn der Polierstrom nicht 0 ist und das elektrolytische Polieren beginnt,
drücken Sie die Schaltfläche Stopp.

4.

Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.

Ersatzteile
Sicherheitsbezogene Teile sind in Abschnitt „Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen(SRP/CS)“ in Abschnitt „Technische Daten“ dieser Anleitung beschrieben.

Technische Fragen und Ersatzteile
Bei technischen Fragen und zum Bestellen von Ersatzteilen geben Sie immer die Seriennummer
sowie Spannung/Frequenz an. Seriennummer und Spannung stehen auf dem Typenschild jedes
Geräts.
Weitere Informationen erhalten Sie vom Struers Service. Hier können Sie auch die Verfügbarkeit
von Ersatzteilen erfragen. Die Kontaktdaten finden Sie auf Struers.com.

LectroPol-5

69

7 Wartung und Service

7.6

Wartung und Reparatur
Wir empfehlen, immer jährlich oder nach Intervallen von je 1500 Betriebsstunden eine normale
Wartung durchzuführen.
HinweisEin Service darf nur von qualifiziertem Fachpersonal (Elektromechanik, Elektronik,
Pneumatik usw.) durchgeführt werden.
Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.
Service Check
Wir bieten eine große Anzahl verschiedener Servicepläne an, um die Anforderungen aller Kunden zu
erfüllen. Dieses Angebot bezeichnen wir als ServiceGuard.
Die Servicepläne beinhalten eine Inspektion der Geräte, Austausch von Ersatzteilen, Einstellung der
optimalen Betriebsparameter/Kalibrierung und einen abschließenden Funktionstest.

7.7

Entsorgung
Mit dem WEEE-Symbol gekennzeichnete Geräte enthalten elektrische undelektronische Bauteile und dürfen daher nicht zusammen mit dem normalen Abfall
entsorgt werden.
Wenden Sie sich an die zuständige Behörde, um Informationen über die korrekte
Entsorgung im Sinne der geltenden nationalen Vorschriften zu erfahren.
Beachten Sie bei der Entsorgung von Verbrauchsmaterialien und Flüssigkeit derUmlaufkühleinheit geltende Vorschriften.

Elektrolyte
Wenden Sie sich an die zuständige Behörde, um Informationen über die korrekte Entsorgung im
Sinne der geltenden nationalen Vorschriften zu erfahren.

70

LectroPol-5

8 Fehlersuche und -behebung - LectroPol-5

8Fehlersuche und -behebung LectroPol-5
FehlerUrsacheMaßnahme

Die Versorgungsspannung ist
zu niedrig.

Die Versorgungsspannung ist
niedriger als die auf derRückseite der Steuereinheit
angegebene Spannung.

Ändern Sie bei Bedarf die
Spannungseinstellung.

Keine elektrische Verbindung.

Nach dem Drücken von Start
fließt zwischen Anode und
Kathode kein Strom.

Kontrollieren Sie, dass sich
genügend Elektrolyt im
Behälter befindet und dasseine gute elektrische
Verbindung zwischen
Anodenarm und Probebesteht.

Die Schutzhaube ist nicht
korrekt montiert.

Kontrollieren Sie, dass die
Schutzhaube derPoliereinheit korrekt
montiert ist.

Keine Verbindung zur Zelle.

Es besteht keine Verbindungzur Poliereinheit.

Vergewissern Sie sich,dass die Poliereinheit an
der Rückseite der
Steuereinheit
angeschlossen ist.

Die Temperatur liegt über dem
oberen Grenzwert.

Die Elektrolyttemperatur liegtüber dem voreingestellten
Grenzwert.

Schließen Sie das Gerät an
die Wasserversorgung
oder eine externe
Umlaufkühleinheit an undwarten Sie, bis die
Temperatur unter den
eingestellten Grenzwert
gefallen ist.

Das Gerät ist eingeschaltet, die
Anzeige ist aber dunkel.

Die Hintergrundbeleuchtung
der Anzeige ist ausgeschaltet.

Drücken Sie eine beliebige
Schaltfläche, um die
Hintergrundbeleuchtung
wieder einzuschalten.

Überprüfen Sie den
Anodenarm.

Siehe auch Ergebnisse optimieren ►54

LectroPol-5

71

9 Technische Daten

9Technische Daten

9.1

Technische Daten - LectroPol-5
MerkmalSpezifikationen

Software und Elektronik

Display

128 x 240 Punkte (16 x 40
Zeichen)Bedienelemente

Touchpad

Datenbank

10 Methoden von Struers +20 Anwendermethoden

50/60 Hz - Max. Last: 9,8 A

1 x 100–120 V

50/60 Hz - Max. Last: 4,9 A

1 x 220–240 V

Polieren

0–100 V (1-V-Schritte)/6 A

Ätzen

0–25 V (0,5-V-Schritte)/6 A

Externes Ätzen

0–15 V (0,5-V-Schritte)/1,5 A

Stromversorgung

Leistung: Spannung/Strom

Sicherheitsnormen

Siehe Konformitätserklärung

Abmessungen und Gewicht

Breite385 mm (15,2 Zoll).

Tiefe

350 mm (13,8 Zoll).

Höhe

160 mm (6,3 Zoll).

Gewicht

18 kg (40 lbs)

Umgebungstemperatur

5-40°C (41-104°F)

Feuchtigkeit

0-95% RF, nicht
kondensierend

Umgebungstemperatur-25 > +55°C (-13 > +131°F)

Feuchtigkeit

0-95% RF, nicht
kondensierend

Betriebsumgebung

Lager/Transportbedingungen

9.2

Lärmpegel und Vibrationen
GeräuschpegelA-bewerteter
Emissionsschalldruckpegel
an den Arbeitsplätzen

LPA = 55.4 dB(A) (Messwert)
Unsicherheit K = 4 dB
Die Messungen wurden gemäß EN ISO
11202 durchgeführt

Vibrationen

9.3

N. zutr.

Kategorien des Sicherheitskreises/Performance Level
Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung für die LectroPol-5 Poliereinheit

72

LectroPol-5

9 Technische Daten

9.4

Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen (SRP/CS)
WARNUNG
Teile, die für den sicheren Betrieb des Geräts unabdingbar sind, dürfen höchstens
20 Jahren lang benutzt werden.
Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.
HinweisSRP/CS (sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen) sind Teile, die densicheren Betrieb des Geräts beeinflussen.
Hinweis
Teile, die für den sicheren Betrieb des Geräts unabdingbar sind, dürfen nur vonqualifiziertem Fachpersonal (Elektromechanik, Elektronik, Pneumatik usw.)
ausgetauscht werden.
Teile, die für den sicheren Betrieb des Geräts unabdingbar sind, dürfen nur durch
Teile ersetzt werden, die mindestens dasselbe Sicherheitsniveau bieten.
Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.
Steuereinheit
Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen (SRP/CS): N. zutr..

Poliereinheit
Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung für die LectroPol-5Poliereinheit

9.5

Pläne
Wenn Sie bestimmte Informationen detailreicher sehen wollen, öffnen Sie die Online-Version
dieser Anleitung.

9.5.1

Pläne - LectroPol-5
Steuereinheit
Titel

Nr.

LectroPol-5, Blockdiagramm

14933051 A

LectroPol-5, Schaltplan

14933470 A

Poliereinheit
Siehe Betriebsanleitung des Geräts.

LectroPol-5

73

74

Polishing Unit

COOLINGWATER
OUTLET

WATER
INLET

- CATHODE

PUMP

DRIVE

NTC
RT1

MAGNETIC

Protection guard+ ANODE (SAMPLE)

ELECTROLYTE

Y1

DC-MOTOR
M1

D/C

M

TEMPERATURE

SS1

5

X1

X5

START+STOP+LED

KEYBOARD

A4

Coded magnet

NOT ON LOW TEMPERATURE VERSION

W6

12

W5

Control Unit

LED backlight

240x128 DOTS

CN1

X1

-heatsink temp.
-trafo temp.

Opto interface

LC-DISPLAY
A3-cell temp.
-cell keyb.

-ext. etch.
-pump motor-valveX6-pol/etch

X5

4

Circuits for:

X5

3

2

W4

XS2

2

Circuits for:

X5

6

Relay

K1

XS1

EXTERNALETCHING

X4

20

X7

A1

uP-BOARD

20

W2

15Vac

+/-15V, +5V

FUSE 1A

FUSE 1A

FUSE 15AX3FUSE 3,15A+1A

X4

X4

X3

X4

X4

X2

2

2

8

2

10

4

2

CAP.
C1

3 x 5 MATRIXKEYBOARD
SB1

20V

20V

5x 24V

24V + 20V+t

4

2X115V

Monday, July 15, 2019

TRAFO
T1

Scale

A2

Size

CAGE CodeBlock Diagram

FTH/FTHDWG NOLECTROPOL-5

STRUERS ApS
Rev.A: FTH 2019-05-01
Pederstrupvej 84
Derived from 14933050
DK-2750 Ballerup
Relay and protection guard introduced
DENMARK
PHONE:+45 44 600 800
PC-connection removed

V-25 uP

X1

0-20-40-60-80-100 Vdc

24 Vdc+/-15V, +5V

Powersupply

A2

POWERBOARD

volt.sel.
115/230V

fuse+

filter+Switch+QS1W1

MAINSUPPLY IN

Sheet

1

14933051
of

1

A

Rev

9 Technische Daten
14933051 A

LectroPol-5

9 Technische Daten
14933470 A
QS1
DPower entry
ModuleC

YE/GN-1

YE/GN-3

B

XPE1

A

XPE2

NTC
2

BK-4

BK-2

BK-3

BK-1

XS2
Ext. etching

XPE3
TOP COVER

BUTTOM PLATE

BK-4

BK-3

BK-2

BK-1

BUTTOM PLATE

NTC

BU-27
BU-26

3

X3

1

XS1
BU-9
BU-8

Polishing Cell
Unit

BU-7
BU-6

J

MK

G

L
F

BU-1

A

H

E

BU-10
C

D

RD-20

BU-2

B

BU-3
BU-11
BU-4

RD-10

RD-19

RD-9

RD-18

RD-8

RD-17

BU-5

RD-7

RD-16
RD-15

YE/GN-2

XPE4

BUTTOM PLATE

A1
Control Board

20

RD-6

T1
Transformer

RD-5

RD-14

RD-4

RD-13

RD-3

RD-12

RD-2

RD-11

RD-1

1

X7
1

WH

2
3
4

C1

BN

L1

W2

WH

5 windings on
ferrit ring core
BN

RD

WH

BK

+

PK

-

Flat Cable

RD-1

RD-2

RD-3

RD-4

RD-5

RD-6

RD-7

RD-8

RD-9

RD-10

RD

BK

RD-11

RD-12

RD-13

RD-14

RD-15

RD-16

RD-17

RD-18

RD-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Heatsink

X2

1 2

X4

X3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RD-20

X4

A3
Display

Flat Cable

Power
resistor

Relay Mounting Plate (placed on top of A2)
K1

N1

X1 1

A2
Power Board
14 34

BN

WH

3

2

GN

C2

11 31

100nF

A1 A2

20

X1

1

BU-24

BU-25

CN1

BU-22

X5

1

20

BU-23

BU-9

BU-8

BU-7

BU-6

BU-5

BU-21

BU-3

BU-2

BU-1

BU-21

BU-24

BU-23

BU-11

BU-4

BU-22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BU-10

BU-27

1 2 3

BU-26

X6

Rev.A: 2019-07-12 FTH
Relay and protection guard added(Derived from 14933451-D)

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Denmark
telephone: +45 44 600 800

Lectropol-5, Control Unit
- Wiring diagram
Size

CAGE CodeDWG NO

A1
Wednesday, July 31, 2019

LectroPol-5

Scale

FTH / JKU

Rev

14933470

A

Sheet
2

of 3

75

10 Hersteller

9.6

Vorschriften und Normen
Hinweis der US Kommission für Kommunikation (FCC)
Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht gemäß Abschnitt 15 der Beschränkungen und
Vorschriften der FCC den Anforderungen für Geräte der Klasse A. Diese Beschränkungen sind so
ausgelegt, dass in Wohngebieten ein hinreichender Schutz gegen schädliche Einwirkung besteht.
Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt hochfrequente Energien aus, die zu schädlichen
Wechselwirkungen mit dem Funkverkehr führen können, sofern das Gerät nicht gemäß den
Vorschriften der Betriebsanleitung aufgestellt und betrieben wird. Allerdings ist dies keine Garantie
dafür, dass es bei einer bestimmten Installation nicht zu Störungen kommt. Falls das Gerät
Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten desGeräts festgestellt werden kann, werden Benutzer dringend aufgefordert, eine der folgenden
Maßnahmen zur Behebung der Störung zu ergreifen:•

Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie deren Standort.

•

Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

•

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, deren Stromkreis vom Stromkreis desEmpfängers getrennt ist.

10 Hersteller
Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Dänemark
Telefon +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Haftung des Herstellers
Beachten Sie die nachstehend genannten Einschränkungen. Zuwiderhandlung kann die Haftung vonStruers beschränken oder aufheben.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Fehler im Text und/oder den Abbildungen in
Betriebsanleitungen und Wartungshandbüchern. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieser
Anleitung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. In der Anleitung können Zubehör und Teile
erwähnt sein, die nicht Gegenstand oder Teil der laufenden Geräteversion sind.
Der Hersteller ist nur dann für Auswirkungen auf die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung derGeräte haftbar, wenn diese in Übereinstimmung mit den entsprechenden Anweisungen verwendet
und gewartet wird.

76

LectroPol-5

Auf der Grundlage von: 14937903 B

Konformitätserklärung
Hersteller

Struers ApS • Pederstrupvej 84 • DK-2750 Ballerup • Dänemark

Bezeichnung

LectroPol-5 Steuereinheit

ModellN. zutr.

Funktion

Chemisches Polieren/Ätzen (elektrochemisch)

Typ

493

Art.-Nr.

04936333 LectroPol-5 Steuereinheit
in Kombination mit 04936301 LectroPol-5 Poliereinheit/
04936302 LectroPol-5 Poliereinheit für niedrige Temperaturen

Serien-Nr.

EU

Modul H, gemäß der globalen MethodeWir erklären hiermit, dass das genannte Produkt die Bestimmungen der folgenden Rechtsvorschriften, Richtlinien und Normen
erfüllt:
2006/42/EC

EN ISO 12100:2010

2011/65/EU

EN 63000:2018.

2014/30/EU

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007,
EN 61000-6-3-A1:2011, EN 61000-6-3-A1-AC:2012

Zusätzliche
NormenNFPA 70, NFPA 79, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B

Bevollmächtigter für die technische
Dokumentation/
Unterschriftsberechtigter

Datum: [Release date]en

For translations seebgЗа преводи вижте

csPřeklady vizda

Se oversættelser pådeÜbersetzungen finden Sie unterelΓια μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση

esPara ver las traducciones consulteetTõlked leiate aadressiltfiKatso käännökset osoitteesta

fr

Pour les traductions, voir

hr

Za prijevode idite nahu

A fordítások itt érhetők elit

Per le traduzioni consultareja

翻 訳 については、

ltVertimai patalpintilv

Tulkojumus skatītnlVoor vertalingen zie

noFor oversettelser sepl

Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź

pt

Consulte as traduções disponíveis emroPentru traduceri, consultați

seFör översättningar besökskPreklady sú dostupné na stránkesl

Za prevode si oglejtetrÇeviriler için bkz

zh

翻译见

www.struers.com/Library