https://www.nazme.co.jp
V9-24042

実験動物飼育管理機器

高度管理医療機器等販売業貸与業許可番号 2022文文生薬第1974号
第三種医療機器製造販売業許可番号
13B3X00413号

https://www.nazme.co.jp
本社〒113-8551 東京都文京区湯島2-18-6
TEL：03-3813-3251 FAX：03-3815-2002

大阪SSC〒561-0811 大阪府豊中市若竹町1-9-1
TEL：06-6398-7177 FAX：06-6398-7178

Micro-IsolatorⓇ、RAIR Enviro-GardTM、RAIR HD Super Mouse 750TM、RAIR HD Super Mouse 1800TM、
RAIR HD Super Rat 1400TM、RAIR HD One CageTM、RAIR HD One Cage 2100TM、RAIR IsoSystem Super Mouse 1800TM、AllerZoneTM、Super Mouse 750TM、Super Mouse 1800TM、Super Rat 1400TM、One CageTM、One Cage 2100TMは、
Lab products LLCの米国、その他の国における登録商標若しくは商標です。
HydropacⓇは 、Avidity Science の米国、その他の国における登録商標若しくは商標です。
その他の名称もそれぞれの所有者による商標である可能性があります。

目次

2024年04月 第9版

1

実験動物飼育装置
1-1 IVC ･･････････････････････････････････････････････････････････ 2
1-2 陰陽圧･恒温恒湿飼育ラック･･････････････････････････････････････ 3
1-3 オープンラック ･････････････････････････････････････････････････ 8
1-4 水洗式飼育装置 ･･･････････････････････････････････････････････ 10
1-5 ビニールアイソレーター ････････････････････････････････････････13

2

実験動物飼育ケージ
2-1 げっ歯類用ケージ ･････････････････････････････････････････････14
2-2 イヌ･ブタ･霊長類用ケージ･･････････････････････････････････････19
2-3 その他ケージ関連製品 ･････････････････････････････････････････23

3

給餌・給水関連3-1 給餌器 ･･････････････････････････････････････････････････････ 26
3-2 給水瓶･給水先管 ･･････････････････････････････････････････････28
3-3 自動給水システム･自動給水バルブ･･･････････････････････････････29

4

飼育関連設備
4-1 ケージワッシャー･滅菌装置 ･････････････････････････････････････32
4-2 ワークベンチ ･････････････････････････････････････････････････36
4-3 床敷回収装置 ･････････････････････････････････････････････････ 37
4-4 その他飼育関連機器 ･･･････････････････････････････････････････38

5

実験関連機器5-1 ICU関連 ･････････････････････････････････････････････････････44
5-2 代謝ケージ ･･･････････････････････････････････････････････････46
5-3 安楽死装置 ･･･････････････････････････････････････････････････48
5-4 3Rs･教育･労働安全関連製品･･･････････････････････････････････50[関連製品のご案内]
関連製品のご案内 ･････････････････････････････････････････････････････53[参考資料]
実験動物の管理と使用に関する指針 ････････････････････････････････････････22[INDEX索引]
型番順 ･････････････････････････････････････････････････････････････54
五十音・アルファベット順 ･････････････････････････････････････････････････56
キーワード別 ･････････････････････････････････････････････････････････58
1

様々な動物種に合わせ、5種類のケージサイズをご用意しました。しかも1ラック当たりの消費電力が約24.2Wと省エネです。

■ RAIR IsoSystemシリーズ(現地組立可能モデル)■ RAIR HD シリーズ

■ KN-732

陽圧飼育ラック（マウス用規格例）

【仕 様】
外 寸
：W1,520×L550×2,180mm
ケージ数：6 列×6 段（36 ケージ・KN-600U使用時）
主材質：SUS304（ステンレス製）
扉：スイング式（ 透明塩ビ ）給気フィルター ：HEPA（W305×L305×t150mm）×1
プレ （W275×L275×t15mm） ×1
給気量：1.2 ㎥ /min
差圧計
：給気HEPA フィルター用(300Pa)×1：AC100V/1φ2W・3A
使用電源
その他：キャスター、
アジャスター付■ KN-732

陽圧飼育ラック（ラット用規格例）■ RAIR HD One Cage

【仕 様】
外 寸
：W1,530×L650×2,150mm
ケージ数：5列×5段（25 ケージ・KN-601使用時）
主材質：SUS304（ステンレス製）
扉：スイング式（ 透明塩ビ）
給気フィルター ：HEPA（W305×L305×t150mm）×1
プレ （W275×L275×t15mm） ×1
給気量：1.5 ㎥ /min
差圧計
：給気HEPA フィルター用(300Pa)×1：AC100V/1φ2W・3A
使用電源■ RAIR HD One Cage 2100

その他

RAIR IsoSystem Super Mouse 1800

■ RAIR HD Super Mouse 750■ RAIR IsoSystem Super Mouse 1800

■ RAIR HD Super Mouse 1800

■ RAIR IsoSystem Wall Mounted■ RAIR HD Super Rat 1400

AllerZoneとは：キャスター、
アジャスター付

1 実験動物飼育装置

IVC* 1 の根本である「動物をケージ単位で保護」＋「飼育管理者をアレルゲン* 2 から保護」を両立させる「ケージ内は陽圧」＋「ラックは陰圧」を実現したAllerZone技術搭載のシステムです。

２ 実験動物飼育ケージ

独自の給・排気システムが、動物にも人にも優しい環境を提供します。

給気チャンバー内のHEPA フィルターを通った清浄な空気が、ラック背面の多孔板より層流をなし
前面へ吹き出されラック内を陽圧に保ちますので、棚間のクロスコンタミネーションが防げ、良好な飼育環境が維持できます。
給水方法は、自動給水ノズル配管方式と給水瓶方式が選択できます。
ダイヤル設定による風量可変式です。

3 給餌・給水関連■ KN-732 陽圧飼育ラック

IVC

RAIR HD Super Mouse 750

4 飼育関連設備

陰陽圧・恒温恒湿飼育ラック

4 飼育関連設備

1 実験動物飼育装置

■ 1−1

■ 1−2

3 給餌・給水関連

２ 実験動物飼育ケージ

１ 実験動物飼育装置

構成図

・給・排気を独立させたユニークなAllerZone技術は、現しました。
・各ケージへの換気回数は、一定にコントロール。
収容ケージ数に左右されません。
・収容ケージの上部を覆うキャノピーで、フィルター
トップから漏れ出た空気を飼育室内の空気と共に捕捉することで、アレルゲン * 2 の拡散を防ぎます。

HEPAフィルターを通過した空気は飼育棚部の背⾯から吹き出し、
前⾯扉の隙間より流出される。

5 実験関連機器

5 実験関連機器「ケージ内は陽圧」＋「ラックは陰圧」の理想を実・各ケージへの給気およびラックが回収した排気は、
いずれもHEPAフィルターにより清浄化されます。

※ 詳細は別紙「Micro-Isolator」カタログをご覧ください。
＊1 IVC：Indivisually Ventilated Caging system （個別換気式飼育装置）＊2 アレルゲン：動物由来のタンパク質のことを指します。

2※施設の設備や用途、使用動物に合わせ、様々なサイズで設計・製作を承ります。

3

【仕陰圧飼育ラック（マウス用規格例）

様】■ KN-734-B

5 実験関連機器

【仕 様】
飼育部

陰圧飼育ラック（ラット用規格例）

様】

寸 法：W1,530×L650×2,150mm
ケージ数：5列×5段（25ケー ジ･KN-601U使用時）
主材質：SUS304 ステンレス製
扉：スイング式（ 透明 塩ビ ）排気フィルター：HEPA ( W305×L305×t150mm) ×1
プレ (W275×L275×t15mm) ×1
差圧計
排気量
使用電源

その他

：排気HEPAフィルター用（300Pa）：1.5㎥ /min
：AC100V/1φ2W・3A：キャスター、
アジャスター付

クリーン恒温恒湿飼育ラック B型（規格例）

外 寸：W1,620×L850×1,975mm
ケージ数 ：6列×6段（KN-600U使用)・5列×5段（KN-601U使用)
主材質：本体SUS304（ステンレス製）
扉：観音式・ SUS304製枠＋透明 PC製
フィルター ：HEPA （W305×L305×t150mm）×給排気側各1
給気プレ（W135×L220×t15mm） ×1
排気プレ（W275×L275×t15mm） ×1：W700×L850×1,975mm：本体 SUS304（ステンレ ス製）：23℃±2℃（吹出口にて ）：55％±10％（吹出口にて ）使用電源 ：AC200V・3 φ3W・30A・ブレーカー付
給排水：給水15A、排水40A
排 気：φ100mmダクト<ファン付>■ KN-734-C
【仕 様】
飼育部

前⾯扉の隙間より流⼊した空気は飼育棚部の背⾯から吸い込まれ、HEPAフィルターを通過し排気される。

※施設の設備や用途、使用動物に合わせ、様々なサイズで設計・製作を承ります。

B型

クリーン恒温恒湿飼育ラック C型（規格例）

外 寸：W1,620×L900×1,975mm ×2
主材質：本体SUS304（ステンレス製）
扉：観音式・ SUS304製枠＋透明PC製
フィルター ：給気HEPA（W305×L305×t150mm）
排気HEPA（W305×L305×t150mm）×2
給気プレ （W250×L170×t15mm）
排気プレ （W275×L275×t15mm）×2

空調機械部 外 寸
主材質
温 度
湿 度

：W1,050×L900×1,975mm：本体 SUS304（ステンレス製）：23℃±2℃（吹出口にて）：55％±10％（吹出口にて）使用電源 ：AC200V・3φ3W・40A・ブレーカー付
給排水：給水15A、排水40A
排 気：φ100mmダクト×2

1 実験動物飼育装置

A型

空調機械部 外 寸
主材質
温 度
湿 度

構成図

4

【仕 様】
飼育部
：W1,450×L800×1,050mm
外 寸
ケージ数 ：6列×4段（KN-600U使用)・5列×3段（KN-601U使用)
主材質：SUS304（ステンレス製）
扉：観音式・ SUS304製枠＋透明 PC製
フィルター ：HEPA （W305×L305×t150mm）×給排気側各1
給気プレ（W135×L220×t15mm ） ×1
排気プレ（W275×L275×t15mm） ×1：W1,450×L800×950mm：内外装 SUS304（ステンレス製）：23℃±2℃（吹出口にて）：55 ％±10％（吹出口にて）使用電源 ：AC200V・3φ3W・30A・ブレーカー付
給排水：給水15A、排水40A
排 気：φ100mmダクト<ファン付>【仕

クリーン恒温恒湿飼育ラック A型（規格例）

空調機械部 外 寸
主材質
温 度
湿 度

寸 法
：W1,520×L550×2,180mm
ケージ数：6列×6段（36ケージ･KN-600U使用時）
主材質：SUS304（ステンレス製）
扉：スイング式（ 透明塩ビ ）排気フィルター：HEPA ( W305×L305×t150mm) ×1
プレ ( W275×L275×t15mm) ×1
差圧計：排気HEPAフィルター用（300Pa）
排気量：1.2㎥ /min
：AC100V/1φ2W・3A
使用電源
その他：キャスター、
アジャスター付■ KN-733■ KN-734-A

3 給餌・給水関連■ KN-733

一般空調設備のある研究室で動物実験が行えるように、飼育棚部・空調機を一体化したオールフレッシュ式
空調機付クリーンラックです。SPF動物、免疫不全動物などの飼育・観察・実験に便利です。
チャンバー内を恒温恒湿の清浄な空気で、陰圧または陽圧状態に設定可能です。

２ 実験動物飼育ケージ

前面扉部から吸引された室内の空気が飼育棚部を経て、背面の排気チャンバーより排出される背面排気式(一方向気流）の飼育ラックです。
気流の一方向化により、ラック内の換気が確実に行われるため、温度上昇を防ぎ、良好な飼育環境が得られ、2頁
臭気軽減とアレルゲン* の拡散を防ぐ効果もあります。
排気は施設側に依存し、ラックにはフィルターボックスを設置するだけで排気ファンを搭載せず、
無振動で静かな飼育環境が得られるタイプもございます。排気ボックス内のプレフィルターは、上面にて粉塵を捕集する気流構造になっており、給水方法は自動給水ノズル配管方式と給水瓶方式が選択できます。
排気ファン付も製作致します。

クリーン恒温恒湿飼育ラック

4 飼育関連設備

KN-734

陰圧飼育ラック

5 実験関連機器

4 飼育関連設備

3 給餌・給水関連

２ 実験動物飼育ケージ

1 実験動物飼育装置

KN-733

C型※定期点検を実施しています。詳細はお問い合せください。
※施設の設備や用途、使用動物に合わせ、様々なサイズで設計・製作を承ります。

5

■ KN-735-A【仕(マウス用規格例)

様】

外 寸：W1,560×L700×H2,300mm
ケージ数 ：6 列 ×6 段（36 ケージ･KN-600U 使用時）
主材料
：本体 SUS304 製（ステンレス製）
扉：外：観音扉（透明 PC/SUS304）
内：スライド扉（透明塩ビ）
給排気量 ：1.8 ㎥ /min
差圧計
：給排気HEPAフィルター用（300Pa）
ラック内外差（±50Pa）
フィルター：HEPA（W305×L305×t150mm）× 給排気側各 1
プレ （W275×L275×t15mm） × 給排気側各 1使用電源 ：AC100Ｖ・1φ2W・5A
その他:キャスター、アジャスター付■ KN-735-A【仕外 寸：W1,570×L800×H2,260mm
ケージ数 ：5 列 ×5 段（25 ケージ･KN-601U 使用時）
主材料
：本体 SUS304 製（ステンレス製）
扉：外：観音扉（透明 PC/SUS304）
内：スライド扉（透明塩ビ）
給排気量 ：2.0 ㎥ /min
差圧計
：給排気HEPAフィルター用（300Pa）
ラック内外差（±50Pa）
フィルター：HEPA（W305×L305×t150mm）× 給排気側各 1
プレ （W275×L275×t15mm） × 給排気側各 1使用電源 ：AC100Ｖ・1φ2W・5A
その他：キャスター、アジャスター付
室内エア

5 実験関連機器

外 寸
ボックス数
主材料
扉
フィルター

使用電源
その他

：W1,610×L550×H2,050mm：5 列 ×5 段（25 ボックス･KN-600U 使用時）
：本体 SUS304 製（ステンレス製）：個別密閉扉（透明 PC/SUS304）：給排気 HEPA（W305×L305×t150mm) × 各 1
給気プレ（W275×L275×t15mm）× 各 1
室内プレ（W120×L80×t15mm） × 各 1：1.0㎥/min：給排気HEPAフィルター用（300Pa）
ラック内外差（±50Pa）：AC100V・1φ2W・5A：キャスター、アジャスター付■ KN-735-B(個別ボックス ラット用規格例)

給排気量
差圧計

様】

外 寸
ボックス数
主材料
扉
フィルター

給排気量
差圧計
使用電源
その他

：W1,500×L650×H2,300mm：4 列 ×5 段（20 ボックス･KN-601U 使用時）
：本体 SUS304 製（ステンレス製）：個別密閉扉（透明 PC/SUS304）：給排気 HEPA （W305×L305×t150mm)× 各 1
給気プレ（W275×L275×t15mm）× 各 1
室内プレ（W180×L80×t15mm） × 各 1：1.5㎥/min：給排気HEPAフィルター用（300Pa）
ラック内外差（±50Pa）：AC100V・1φ2W・5A：キャスター、
アジャスター付

中間扉

1 実験動物飼育装置

F
HEPAフィルターを通過した
空気は前⾯扉と中間扉の間の両側⾯より吹き出され、中間扉の開⼝部より飼育棚部へ流⼊する。
流⼊した空気は飼育棚部背⾯より吸い込まれHEPAフィルターを通過し排気される。

※施設の設備や用途、使用動物に合わせ、様々なサイズで設計・製作を承ります。

6(個別ボックス マウス用規格例)様】

排気ダクト接続

F

前面扉

【仕

【仕

(ラット用規格例)

様】

構成図■ KN-735-B

２ 実験動物飼育ケージ

前面から背面にクリーンエアが流れる一方向気流方式のため
棚間のクロスコンタミネーションが防げ、良好な飼育環境が維持できます。臭気が前面から出ることが無く、アレルゲン * 2頁
から実験者・作業者を守ります。
風量調節が可能な施設側排気接続により、排気ファンを省略し、無振動で静かな飼育環境を得ることも可能です。
排気ファン付タイプも製作致します。

個別ボックス内で飼育及び行動実験ができる飼育ラックです。
本体は殺菌消毒ができるようステンレス製になっており、微生物統御の観点から給気側・排気側ともに
プレフィルター、HEPA フィルター付です。
各ボックスを独立して維持できるため、感染実験や導入動物の検疫に適しています。

3 給餌・給水関連

HEPA フィルターを介して取り込まれた室内の空気は、前面扉と中間扉の間に給気され、飼育棚部を経て背面の排気チャンバー部から排気用 HEPA フィルターを介して排気されます。
給水方法は、自動給水ノズル配管方式と給水瓶方式が選択できます。

KN-735-B 陰陽圧飼育ラック 個別ボックスタイプ

4 飼育関連設備

陰陽圧飼育ラック5 実験関連機器

4 飼育関連設備

3 給餌・給水関連

２ 実験動物飼育ケージ

1 実験動物飼育装置

KN-735-A※施設の設備や用途、使用動物に合わせ、様々なサイズで設計・製作を承ります。

7

KN-635

オープンラック

KN-623

エレクターシェルフ

シンプルな構造で、組み立て・組み替えが容易に行なえる

ラットケージ架台

ラックです。

通気性の良いハンガー式で、またケージと汚物受皿を別にしたため汚物処理・洗浄が容易です。

互換性と汎用性に優れており、バリエーション豊かなポール、

また、Z式エサ入れの採用で飼料の補給が簡単に行えます。種類はA型(片面型)・B型（自動給水装置付型）・

棚板、材質やパーツなどの組み合わせで様々な用途・目的・D型（両面型）の3種類からお選びいただけます。

サイズに適応できます。

A・B型は4列×5段の20ケージ用、D型は40ケージ用です。

棚板は抗菌仕様となっており、また耐食性に優れています。

1 実験動物飼育装置

1 実験動物飼育装置■ 1−3

KN-637ステンレス製ラック

実験動物飼育棚や用具置きとして、洗浄場用などに、様々な用途でご使用頂けるラックです。
AB型用ケージ

用途に合わせて、組立式、溶接式や棚板をアミにするなど、様々なタイプがあります。

D型用ケージ

また、オプションで落下防止バーやケージ飛び出し防止バーの設置、自動給水装置の設置などを

２ 実験動物飼育ケージ

２ 実験動物飼育ケージオプションとして、転倒・落下防止パーツなどもあります。
【仕 様】
架 台
：SUS304 (ステンレス)製
ケージ寸法：W240×L380×H200mm（KN-775/776)
W240×L200×H200mm（KN-779）
汚物皿
：10枚

追加装備することも可能です。

KN-776タイプ

3 給餌・給水関連

KN-775

KN-779架台寸法
W×L×H (mm)

使用可能ケージ

収容ケージ数ケージ詳細はP11参照

A

片面型

1,205×400×1,665

KN-775 / KN-776

20B

自動給水装置付型

1,205×450×1,665

KN-775 / KN-776

20

D

両面型

1,205×450×1,665

KN-77940

4 飼育関連設備

4 飼育関連設備

3 給餌・給水関連

サイズ参考例：W1,500×D500×H1,800 5列×5段･KN-601U
W1,500×D450×H1,830 6列×6段･KN-600U※施設の設備や用途、使用動物に合わせ、様々なサイズで設計・製作を承ります。

転倒防止対策をお忘れなく！
耐震建築により建物は健全でも、飼育装置にダメージがあれば実験に与える影響は甚大です。
ラックや棚の転倒防止対策はお済みですか。

5 実験関連機器

5 実験関連機器

ラックの転倒や移動により、研究者や作業者に危険が及ぶ可能性があります。
ラックの固定方法が不適当な場合、十分な効果が期待できないだけではなく、給水配管の破損や壁の損傷を招くことがあります。
奥行きのある両面ラックを使用することも転倒防止に有効です。
ラック同士の固定や壁などへの固定、キャスターの使用など、転倒防止方法は様々です。
※ご希望の寸法で製作を承ります。
施設によって、対策の方法は変わります。
転倒防止の方法をご提案いたしますので、詳しくはお問い合わせください。

8※自動給水配管がオプションで設置できます。
※転倒防止対策ほか、各種ご提案いたします。

9

【仕様】
架 台

：SUS304 (ステンレス)製

サイフォン：塩ビ製、平型サイフォン・制御タイマー付

自動給水装置：SUS304 (ステンレス)製、ノズル付

KN-7753 給餌・給水関連

KN-777

ラットケージ【仕 様】
本 体：アルミニウム製
または、ステンレス製
積重型
給餌器：KN-675-2
寸 法：W240×L380×H200mm

KN-785

ラット用

モルモット用

ウサギ用

モルモットケージ【仕 様】
本 体：アルミニウム製
または、ステンレス製
給餌器：KN-675-6Ｂ
寸 法：W350×L400×H210mm

KN-791

KN-776

KN-779

ウサギ用

イヌ用

サル用

ラットケージ【仕 様】
本 体：ステンレスワイヤー製
給餌器：KN-675-1Ａ
寸 法：W240×L200×H200mm

KN-790 ウサギ二連ケージ【仕 様】
本 体：アルミニウム製
巣箱付
給餌器：KN-675-6A
寸 法：W730×L480×H350mm

ウサギケージ※ ILAR基準に適合したケージを作製致します。

KN-679ラットケージ【仕 様】
本 体：アルミニウム製
または、ステンレス製
給餌器：KN-675-2
寸 法：W240×L380×H200mm【仕 様】
本 体：アルミニウム製
または、ステンレス製
床アミ
給餌器：KN-675-6A
寸 法：W600×L550×H370mm

5 実験関連機器

4 飼育関連設備

ラットケージ【仕 様】
本 体：ステンレスワイヤー製
給餌器：KN-675-2
寸 法：W240×L380×H200mm【設置例】

1 実験動物飼育装置

架台上部のタンクがタイマー制御で稼働し、自動的に上段から下段へと順次Ｚ字状に水洗が行われます。
平型サイフォンタンクを採用し、タンクの全幅にわたるスリットから放水することにより、水勢が弱まることなく均一な層流で洗浄でき、水跳ねを防ぎます。 タンクを薄くすることにより、装置全体の高さを低くしました。
ケージサイズの詳細に関しましては、各動物種に合ったケージ・架台を作製いたします。
ILARの基準に合ったサイズもございます。お問合せください。

ゼット式水洗ケージ架台の背面に排気チャンバーを備え、ラック内を陰圧に保つ水洗架台です。
臭気軽減やアレルゲン＊2頁 の拡散を防ぐ効果もございます。

汚物網

水洗ケージ架台より排出された汚物を受ける
サランネット製の袋です。
袋の口に通した紐で取付けます。

２ 実験動物飼育ケージ

ゼット式水洗ケージ架台

3 給餌・給水関連

KN-715

陰圧式水洗ケージ架台

4 飼育関連設備

KN-716

水洗式飼育装置

5 実験関連機器

２ 実験動物飼育ケージ

1 実験動物飼育装置

■ 1−4

【仕 様】
寸 法 ：W420×L810mm
販売単位：100枚入
紐付＊ 外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

10※別寸法や各種異なるタイプのものがございますのでお問い合わせください。

11

・対応動物種：マウス、
ラット、
ウサギ、
イヌ、サルなど
・2枚 / 段式スクレーパーによる各段同時駆動方式
・制御ユニット付（スクレーパー駆動回数・先行水時間等設定）
・自動給水配管及びノズル付（29〜31頁参照）
・過負荷時自動停止機能付■ KN-709 自動飼育機（ウサギ用規格例）【仕様】

外 寸 ：W9,000×L1,660×H1,900mm（電磁弁等突起部含まず）
ケージ数：13列×2段×両面（52ケージ）
電 源 ：AC200V・３φ・15A
給 水 ：20A
排 水 ：排水口形状に応じた排水ピットを製作します。

給排気装置にそれぞれHEPAフィルターを用いています。
【仕

様】

飼育用大型

ビニールチャンバー
1,200×600×500

寸法（W×L×Hmm）
平 台
1,350×800×45

テーブル架台1,350×800×750

飼育用小型

600×500×500

800×650×45

800×700×750

手術用1,100×600×500

型番

用途

Ⅰ型
Ⅱ型
Ⅲ型

1,600×750×750【オプション器材・消耗品】
型番

品

名

Ａ

滅菌缶

規 格
φ320×600mm
フィルター付

用

途

Ｂ

滅菌缶架台

キャスター付可動式

滅菌缶とアイソレーター本体の接続に使用Ｄ

スプレーガン

PPボトル（1L）付

アイソレーター内消毒に使用

Ｅ

フィルターメディア

W600mm×30m巻

空気無菌濾過に使用（円盤型フィルター容器、滅菌缶）

Ｆ

コンプレッサー

流量計付

アイソレーター内消毒に使用

Ｇ

防毒マスク

過酢酸用（中濃度用）

作業者の安全のために使用

飼料、床敷、給水瓶などの滅菌に使用

ビニールテープ

W25mm×20m 、160 巻入

滅菌缶と本体の接続および組立に使用【オプション】

Ｉ

フィラメントテープ

W19mm ×50m

滅菌缶にフィルターメディアを取付ける時使用（耐熱）・各段独自制御方式への変更
飼育している段のみ使用することが可能です。
飼育数が少ない時に省エネを実現します。

Ｊ

マイラーフィルム

W500mm×1Kg

滅菌缶、ステリルロック等の出し入れ口封印に使用

Ｋ

連結スリープ

φ320mm

滅菌缶と本体の接続に使用

Ｌ

DB ボンドチューブ入 12 本入アイソレーター組立に使用（手袋とリングの接着）Ｍ

ポリエステルテープ

W18mm×30m、40巻入

マイラーフィルムの取付けと本体組立に使用（耐熱）・自動給水オートフラッシング機能
24Hタイマーで自動的に給水配管内をフラッシングすることが可能です。
・排水ピット洗浄機能
スクレーパーにて汚物を排出したあとに、排水ピットに自動で水を流し洗浄します。
・自動給餌装置（27頁参照）
給餌作業の省力化に貢献します。

Ⅱ型

Ⅲ型

5 実験関連機器

5 実験関連機器

Ⅰ型

A：滅菌缶

12

1 実験動物飼育装置

実験動物を微生物・寄生虫・ウイルス等から隔離した無菌環境で維持飼育するための装置です。

Ｈ・陰圧方式への気流変更
人へのアレルゲン*2頁 や臭気対策がとれます。

4 飼育関連設備

ビニールアイソレーター

２ 実験動物飼育ケージ

ILAR指針推奨のウサギ、サル、イヌ等の大型ケージにも対応可能で、設置する飼育室に応じてご希望の
列段数にて製作いたします。

KN-6163 給餌・給水関連

ケージから水洗板上に排出された汚物を、自動処理することができる飼育装置です。
洗浄水とスクレーパーによるシンプルな処理機構でトラブルのリスクを軽減し、労働安全衛生水準の向上や省力化に貢献します。
また、独自の駆動チェーン機構により、従来品より駆動時の安定性と静音化の向上を実現しました。

■ 1−3
1−5 自動飼育装置
ビニールアイソレーター

4 飼育関連設備

3 給餌・給水関連

２ 実験動物飼育ケージ

1 実験動物飼育装置

KN-709 自動飼育機（スクレーパー式）

D：スプレーガン

F：コンプレッサー

G：防毒マスク13

KN-600U-B-T TPX製マウスケージセット(落込フタ)【仕 様】
寸 法：W216×L317×H150mm
材 質：TPX(ポリメチルペンテン樹脂)製
フ タ：ステンレスワイヤー製・落込式
給水瓶：KN-670 No.6B 200ml
ブチル栓・先管2A付セット

3 給餌・給水関連

KN-600U PC製マウスケージセット(かぶせフタ)

4 飼育関連設備

KN-601 PC製ラットケージセット（落込フタ）【仕 様】
寸 法：W270×L440×H187mm
材 質：PC(ポリカーボネイト樹脂)製
フ タ：ステンレスワイヤー製・落込式
給水瓶：KN-670 No.7 250ml ブチル栓・先管2A付セット

KN-601-B PC製ラットケージセット（スライドフタ）(かぶせフタ)互換性
フタ：旧ケージとの互換性有オプション品：お問い合わせください【仕 様】
寸 法：W218×L320×H152mm
材 質：PC(ポリカーボネイト樹脂)製
フ タ：ステンレスワイヤー製
給水瓶：KN-670 No.6B 200ml
ブチル栓・先管2A付セット

交配・繁殖・遺伝子改変マウスの小数飼育用です。

(落込フタ)

5 実験関連機器【仕 様】
寸 法：W170×L350×H145mm（フタ装着時）
材 質：TPX(ポリメチルペンテン樹脂)製
フ タ：ステンレス製・落込式
給水瓶：KN-670 No.8A 200ml ブチル栓・先管2E付セット＊ 仕切板は別売です

KN-601U-T TPX製ラットケージセット(スライドフタ)タ)

KN-60105-T【仕 様】
寸 法：W268×L438×H200
材 質：TPX(ポリメチルペンテン樹脂)製
フ タ：ステンレスワイヤー製・スライド式
給水瓶：KN-670 No.7 250ml
ブチル栓・先管2A付セット

マウス用小型ケージです。
交配・繁殖・遺伝子改変マウスの小数飼育用です。
KN-600シリーズと奥行寸法は同等で、間口のみ幅を狭めていますので、同一の飼育棚に数多く並べることができます。

KN-601U PC製ラットケージセット(落込フタ)【仕 様】
寸 法：W272×L443×H201
材 質：PC(ポリカーボネイト樹脂)製
フ タ：ステンレスワイヤー製・落込式
給水瓶：KN-670 No.7 250ml
ブチル栓・先管2A付セット(落込フタ)

互換性
フタ：旧ケージとの互換性有オプション品：お問い合わせください

TPX製マウスケージセット【仕 様】
寸 法：W140×L320×H140mm
材 質：TPX(ポリメチルペンテン樹脂)製
フ タ：ステンレスワイヤー製･落込式
給水瓶：KN-670 No.8A 200ml ブチル栓・先管2E付セット

KN-601U-B PC製ラットケージセット(スライドフタ)タ)

KN-628【仕 様】
寸 法：W272×L443×H201
材 質：PC(ポリカーボネイト樹脂)製
フ タ：ステンレスワイヤー製・スライド式
給水瓶：KN-670 No.7 250ml
ブチル栓・先管2A付セット【仕 様】
寸 法：W175×L255×H125mm
材 質：PC(ポリカーボネイト樹脂)製
フ タ：ステンレスワイヤー製･かぶせ式
給水瓶：KN-670 No.8A 200ml ブチル栓・先管2A付セット※開発中の製品につき、仕様、外観、名称に変更がある場合があります。

14

KN-60101 TPX製Sタイプマウスケージセット
マウス用小型ケージです。

KN-600U-B PC製マウスケージセット(落込フタ)【仕 様】
寸 法：W218×L320×H152mm
材 質：PC(ポリカーボネイト樹脂)製
フ タ：ステンレスワイヤー製・落込式
給水瓶：KN-670 No.6B 200ml
ブチル栓・先管2A付セット【仕 様】
寸 法：W270×L440×H187mm
材 質：PC(ポリカーボネイト樹脂)製
フ タ：ステンレスワイヤー製・スライド式
給水瓶：KN-670 No.7 250ml ブチル栓・先管2A付セット

1 実験動物飼育装置

KN-600U-T TPX製マウスケージセット(かぶせフタ)【仕 様】
寸 法：W216×L317×H150mm
材 質：TPX(ポリメチルペンテン樹脂)製
フ タ：ステンレスワイヤー製
給水瓶：KN-670 No.6B 200ml
ブチル栓・先管2A付セット

２ 実験動物飼育ケージ

画像はセット例・各アイテムは単品購入可

3 給餌・給水関連

げっ歯類用ケージ

ポリカーボネイト製マウスケージセット

4 飼育関連設備

■ 2−1

【仕 様】
寸 法：W270×L440×H187mm
材 質：TPX(ポリメチルペンテン樹脂)製
フ タ：ステンレスワイヤー製・スライド式
給水瓶：KN-670 No.7 250ml ブチル栓・先管2A付セット

5 実験関連機器

1 実験動物飼育装置
２ 実験動物飼育ケージ

KN-601-T TPX製ラットケージセット（スライドフタ）

2 実験動物飼育ケージ(スライドフタ)15

■ KN-621-B
ケージ：KN-600U（PC製）セットもございます。

KN-604

アルミマウスケージセット

3 給餌・給水関連■ 引掛式給餌器 KN-604-A（小）／ KN-604-B（大）【仕寸様】
法：KN-604-A（小） W170×L300×H115mm（給水瓶有り H215mm）
KN-604-B（大） W220×L320×H115mm（給水瓶有り H215mm）
材 質：アルミニウム製アルマイト加工
フ タ ：アルミニウム製枠、ステンレス金網張り
給水瓶：KN-670 No.6B 200ml
ブチル栓・先管2A付セット
給餌器：KN-675 No.1D 引掛式

4 飼育関連設備■ 落込式給餌器 KN-604-C（小）／ KN-604-D（大）【仕寸様】
法：KN-604-C（小） W170×L300×H115mm（給水瓶有り H215mm）
KN-604-D（大） W220×L320×H115mm（給水瓶有り H215mm）
材 質：アルミニウム製アルマイト加工
フ タ ：アルミニウム製枠、ステンレス金網張り
給水瓶：KN-670 No.6B 200ml
ブチル栓・先管2A付セット
給餌器：KN-604-D-3 落込式

5 実験関連機器

KN-618

マウス5連アルミケージセット【仕 様】
寸 法：W340×L460×H200mm（給水瓶有りH300mm）
本 体：アルミニウム製 前面金網張り 引出し付
フ タ：アルミニウム製枠 金網張り
床アミ：ステンレス製
給水瓶：KN-670 No.6B 200ml
ブチル栓・先管2A付セット
給餌器：KN-675 No.3A■ KN-621-C【仕 様】
寸 法：W340×L460×H200mm（給水瓶有りH255mm）
本 体：アルミニウム製 前面金網張り 引出し付
フ タ：ステンレスワイヤー製
床アミ：ステンレス製
給水瓶：KN-670 No.7 250ml
ブチル栓・先管2A付セット

KN-619ラット3連ケージ

実験用の個別飼育用ケージです。
【仕 様】
寸 法：W750×L210×H170mm（給水瓶有りH275mm）
本 体：ステンレス金網製
フ タ：ステンレス製
給水瓶：KN-670 No.6B 200ml
ブチル栓・先管2A付セット×３式
給餌器：KN-675 No.1B×３個

実験用の個別飼育用ケージです。
【仕

様】

寸

法：W750×L210×H170mm（給水瓶有り H250mm）

材

質：アルミニウム製

給水瓶：KN-670

No.6A

100ml

ブチル栓・先管2A付セット×5式
給餌器：専用給餌器×5個

16

【仕 様】
寸 法：W340×L460×H180mm（給水瓶有りH275mm）
本 体：アルミニウム製 前面金網張り
フ タ：アルミニウム製枠 金網張り
給水瓶：KN-670 No.6B 200ml
ブチル栓・先管2A付セット
給餌器：KN-675 No.3A

KN-615ラット5連ケージ

実験用の個別飼育用ケージです。

1 実験動物飼育装置【仕 様】
寸 法：W216×L317×H155mm（給水瓶有り H235mm）
ケージ：KN-600U（TPX製）
フ タ：アルミニウム製枠・ステンレス金網張り
仕切板：ステンレス製十字板
給水瓶：KN-670 No.6A 100ml
ブチル栓・先管2F(直・125mm)付セット×４式
給餌器：KN-675 No.1E■ KN-621-A

２ 実験動物飼育ケージ

中央に給餌器が配置されます

大型ケージ

3 給餌・給水関連

個別飼育用に十字型の仕切板を入れたマウスケージです。

KN-6214 飼育関連設備

十字仕切付マウスケージセット

5 実験関連機器

２ 実験動物飼育ケージ

1 実験動物飼育装置

KN-606U【仕 様】
寸 法：W750×L210×H170mm（給水瓶有りH275mm）
材 質：ステンレス製
給水瓶：KN-670 No.6B 200ml
ブチル栓・先管2A付セット×５式
給餌器：KN-675 No.1B×３個

17

KN-627

イヌ・ブタ・霊長類用ケージ

KN-658-P

イヌ用ペンケージ【仕 様】
寸 法：W900×L1,200×H1,200mm
材 質：本体ステンレス製
給水器：ステンレス製
給餌器：ステンレス製

ラットケージ【仕 様】
寸 法 ：W250×L380×H210mm
本体上部： ステンレスワイヤー製
本体下部： アルミニウム製 引出し付
給水瓶 ：KN-670-6B 200mL
先 管 ：KN-671-2A
給餌器 ：KN-675-3B

KN-659-B
KN-6533 給餌・給水関連

1 実験動物飼育装置【仕 様】
寸 法 ：W250×L380×H210mm
本体上部： ステンレスワイヤー製 アルミニウム板張り
本体下部： アルミニウム製 引出し付
給水瓶 ：KN-670-6B 200mL
先 管 ：KN-671-2A
給餌器 ：KN-675-3B■ 2−2

２ 実験動物飼育ケージ

ラットケージサルケージ【大型サルケージ設置例】

モルモットケージ【仕 様】
寸 法 ：W300×L400×H300mm
本 体 ：アルミニウム製
扉：ステンレス製
給水瓶 ：KN-670-8C 500mL
先 管 ：KN-671-4B
ホルダー：KN-685-4C
給餌器 ：KN-675-6B

センターに多目的飼育室、両サイドに二段式サルケージ

多目的飼育室

多目的飼育室とサルケージは連結が可能で、どちらにも自由に行き来できます。
サルケージは挟体装置がついており、上下に行き来することもできます。
また特殊仕様によって錠の開け閉めも容易に行えます。

3 給餌・給水関連

２ 実験動物飼育ケージ

1 実験動物飼育装置

KN-624【仕寸
本
扉

ウサギケージ

4 飼育関連設備

KN-633様】
法 ：W350×L500×H400mm
体 ：アルミニウム製：ステンレス製

5 実験関連機器

KN-660

KN-634

ウサギケージ■ KN-634【仕 様】
寸 法 ：W350×L500×H420mm
本体上部： ステンレスワイヤー製
本体下部： アルミニウム製 皿式引出し

ブタケージ

【仕 様】
寸 法 ：W1,030×L1,450×H2,100mm
材 質：本体ステンレス製組立式
給水器：ポリタンク・自動給水
給餌器 ：ステンレス製
スノコ ：エポキシコーティング
菱形目
スロープ：W1,300×L3,500
材 質 ：ステンレス製

5 実験関連機器

4 飼育関連設備【規格例】
ケージ寸法：W2,000×L1,000×H2,100mm※ケージや多目的室はスペースに応じて設置できるよう、様々なサイズで設計・製作を承ります。

18

19

■ KN-659-M/H

マーモセットファミリーケージ

霊長類は遺伝的にヒトに近縁で、中枢神経系の構造や機能も類似しており、精神・神経疾患や心理学、

ファミリーで飼育できる床面積をもつファミリーケージです。

生理学の研究において重要な役割を果たしています。

中段の仕切りを入れることにより、床面積を増やすことも可能です。

小型霊長類のコモン・マーモセットはその代表的な存在です。

マーモセットの社会行動等の実験を行うときなどに使用します。

1 実験動物飼育装置

マーモセットケージ

繁殖、実験それぞれの目的に応じて、多岐にわたる活用が可能なマーモセット用ケージとその関連製品です。

■ KN-659-M/S

シングルケージ

飼育環境や条件を統一し実験を行うときなどに使用します。
【仕 様】
本体材質 ：SUS304製
給餌器：1個
ステップ ：1個
止まり木、止まり板付

【仕 様】
本体材質
：SUS304製
巣 箱：1個(運搬ケージとしても使用可)
給餌器
：4個
ステップ
：4個
止まり木、止まり板付
自動給水ノズル ：4個
オプション
糞尿受皿

２ 実験動物飼育ケージ

２ 実験動物飼育ケージ

1 実験動物飼育装置

KN-659-M

：2台

オプション
巣箱
：1個

■ KN-659-M/D

ダブルケージ■ KN-659-M-XX2

狭体付マーモセットケージを装着させて使用します。

4 飼育関連設備【仕 様】
本体材質 ：SUS304製
給餌器：2個
ステップ ：2個
止まり木、止まり板付
オプション
巣箱
：2個

ペアケージ

オス・メスのペアで飼育し生殖生理・繁殖行動・親子行動等に関連した実験を行うときなどに使用します。
【仕 様】
本体材質 ：SUS304製
給餌器：1個
ステップ ：1個
止まり木、止まり板付■ KN-659-M/CA

キャリングケージ
マーモセット用流水架台

マーモセットを運搬する際に利用します。
各種ケージに対応しており、メインケージの前面などに引っかけて使用します。

オプション
巣箱
：1個

使用例 シングルケージとキャリングケージ

20

狭体付ケージ

用途に応じて二つに仕切ることができます。
（シングルケージ二台分）■ KN-659-M/P

5 実験関連機器

個別型アイソレーターラック

3 給餌・給水関連■ KN-659-M-VR

5 実験関連機器

4 飼育関連設備

3 給餌・給水関連※狭体付マーモセット
ケージもあります。

シングルケージ・ペアケージ・ダブルケージのタイプがあります。

21

3 給餌・給水関連

群飼しているラット

雌動物＋哺育子

ハムスター

モルモット

㎝

＜10

6

38.7

5

12.7

～15

8

51.6

5

12.7

～25

12

77.4

5

12.7

＞25

≧15

≧96.7

5

12.7

51

330
5

12.7

―

（飼育群のための飼育スペースの推奨値）

＜100

17

109.6

7

17.8

～200

23

148.35

7

17.8

～300

29

187.05

7

17.8

～400

40

258.0

7

17.8

～500

60

387.0

7

17.8

＞500

≧70

≧451.5

7

17.8

124

800

―

7

17.8

64.5

6

15.2

（飼育群のための飼育スペースの推奨値）

＜60

10

～80

13

83.8

6

15.2

～100

16

103.2

6

15.2

＞100

≧19

≧122.5

6

15.2

～350

60

387.0

7

17.8

＞350

≧101

≧651.5

7

17.8

動物

ネコ

イヌ

KN-617より大きな動物には、成果基準を満たすために、これより広い
飼育スペースが必要な場合がある。

繁殖形態によっては、これより広い飼育スペースが必要な場
合がある。
飼育スペースは、親動物および哺育子の匹数、ならびに子動物の大きさおよび齢によって決まる。

より大きな動物には、成果基準を満たすために、これより広い
飼育スペースが必要な場合がある。

床面積/匹
ｆt²

㎡

in

㎝

＜2

1.5

0.14

16

40.5

～4

3.0

0.28

16

40.5

～5.4

4.0

0.37

16

40.5

＞5.4

≧5.0

≧0.46

16

40.5

≦4

3.0

0.28

24

60.8

＞4

≧4.0

≧0.37

24

60.8

＜15

8.0

0.74

―

―

～30

12.0

1.2

―

―

＞30

≧24.0

≧2.4

―

―

体重
(kg)

床面積/頭
ｆt²

㎡

高さ
in

㎝

サル類
（ヒヒを含む）
グループ1

～1.5

2.1

0.20

30

76.2

より大きな動物には、成果基準を満たすために、これより広い
飼育スペースが必要な場合がある。

より大きな動物には、成果基準を満たすために、これより広い
飼育スペースが必要な場合がある。

3.0

0.28

30

76.2

～10

4.3

0.4

30

76.2

グループ4

～15

6.0

0.56

32

81.3

グループ5

～20

8.0

0.74

36

91.4

グループ6

～25

10

0.93

46

116.8

グループ7

～30

15

1.40

46

116.8

グループ8

＞30

≧25

≧2.32

60

152.4

チンパンジー
（Pan）
幼獣

～10

1.5

1.4

60

152.4

成獣

＞10

≧25

≧2.32

84

213.4

■ KN-617-4 PC窓付（KN-604A用）

H

法(最大目安)：W178×L290×H132■ KN-617-7 PC窓付（KN-601用）

W

法(最大目安)：W275×L436×H147■ KN-617-9 PC窓付（KN-60101用）
寸法(最大目安)：W160×L340×H135（

販売単位：10枚/袋

備考

より大きなウサギには、上半身を起こすことができるように、これより高いケージサイズが必要な場合がある。

※オートクレーブ滅菌が可能な、全不織布タイプもご用意しております。
※ご希望により各種サイズの製作を承ります。
＊お使いのフタの種類により、嵌合具合が異なります。詳細はお気軽にお問合せください。

休息棚を設置した、垂直方向に広がりのある空間が 望ましい。
したがって、これより高いケージサイズが必要な場合がある。
ケージは、イヌが肢を床面に置いて楽に直立できるよう、十分な高さがなければならない。

KN-686 ステンレス製カード差し各種■ KN-686-1A

備考
ケージは、動物が後肢を床面に置いて楽に直立できるよう、十分な高さがなければならない。ヒヒ、パタスモンキー、およびその他の足の長いサル類は、オナガザル科やオマキザル科のサル類などの他のサル類とくらべ、より高い飼育スペースを必要とすることがある。新熱帯区の多くのサル類とおよび樹上性のサル類については、全体のケージ容積および直線状のとまり木を高い位置に設置することなども考慮すべきであろう。枝にぶらさがるサル類については、ケージを十分に高くして、動物が腕を完全に伸ばした状態で、足が床面に触れることなく、ケージの天井からぶら下がることができるようにしなければならない。
また、ぶら下がり運動がしやすくなるように、ケージの設計を工夫しなければならない。
その他の類人猿や枝にぶら下がる大型のサル類については、
ケージを十分に高くして、動物が腕を完全に伸ばした状態で、足が床面に触れることなく、ケージの天井からぶら下がることができるようにしなければならない。また、ぶら下がり運動がしやすくなるように、ケージの設計を工夫しなければならない。

寸

法 ：W120×L90mm■ KN-686-1B
寸

法 ：W95×L55mm■ KN-686-2A
寸

法 ：W120×L90mm■ KN-686-2B
寸

法 ：W95×L55mm■ KN-686-3A
寸

法 ：W120×L90mm■ KN-686-3B
寸

法 ：W95×L55mm

カード方向

カード方向

KN-686-1

KN-686-2

KN-686-3

カード方向

⇒

～3

グループ3

法(最大目安)：W230×L312×H135

⇒

グループ2

L

寸

高さ

体重
(kg)

■ KN-617-1 PC窓付（KN-600・KN-600U・KN-604B用）

寸
繁殖形態によっては、これより広い飼育スペースが必要な場
合がある。
飼育スペースは、親動物および哺育子の匹数、ならびに哺育子の大きさおよび齢によって決まる。

フィルターキャップ各種

オープンケージ使用時に、マウス・ラットを感染や光・騒音などから保護するのに便利です。
ケージの上にかぶせて使用します。正面は観察しやすいよう、透明PCフィルムを使用しています。

寸

ペア飼育または群飼している霊長類のための最小飼育スペースの推奨値
動物

5 実験関連機器

備考

1 実験動物飼育装置

in

ペア飼育または群飼しているウサギ、
ネコ、及びイヌのための最小飼育スペースの推奨値

ウサギ

4 飼育関連設備㎠

２ 実験動物飼育ケージ

２ 実験動物飼育ケージ

雌動物＋哺育子

高さ

in²

3 給餌・給水関連

群飼している
マウス

床面積/匹

体重
(g)

その他ケージ関連製品

4 飼育関連設備

動物

■ 2−3

5 実験関連機器

群飼している実験用げっ歯類のための最小飼育スペースの推奨値⇒

1 実験動物飼育装置

実験動物の管理と使用に関する指針

監訳：社団法人 日本実験動物学会「実験動物の管理と使用に関する指針 第8版」（アドスリー 2013年）

22

23

KN-740 Hydropac

従来ご使用のプラスチックケージの内側にぴったりとはめ込んで使うディスポーザブルな

給水瓶でも自動給水でもない、専用フィルムでパウチされた飲水をディスポーザブルバルブで供給する第3の給水方式：「Hydropac®」です。
自動給水式と比較し漏水事故も少なく、またパウチマシンで必要な個数作成し、使用後はフィルム・バルブを廃棄するため、給水瓶式と比較し洗浄・再充填・滅菌作業の省力化につながります。
パウチはマイクロアイソレーターケージに簡単に取り付けすることができます。
その他のケージにもアタッチメントを使用することで使用可能です。

ガンマ

インナーケージです。γ線滅菌済みですので、滅菌作業が省けます。
また、ケージ本体を汚さずに済むのでケージ本体の洗浄・滅菌の作業を最小化できます。
PET樹脂製なので、焼却温度が低く、床敷チップと一緒に廃棄・焼却ができます。

1 実験動物飼育装置

1 実験動物飼育装置

KN-800 インナーケージ各種

危険性のある物質を取り扱う施設でのご使用はもちろん、一般飼育施設でのご使用も有用です。

品

名

入

数

KN-800-600

インナーケージ KN-600マウスケージ用 滅菌済

50枚/箱KN-800-600U

インナーケージ KN-600Uマウスケージ用 滅菌済

50枚/箱KN-800-601

インナーケージ KN-601ラットケージ用 滅菌済

50枚/箱KN-800-601U

インナーケージ KN-601Uラットケージ用 滅菌済

50枚/箱KN-800-60101

インナーケージ KN-60101マウスケージ用 滅菌済

100枚/箱5 実験関連機器

Hydropac 8oz 100パック（Disposable Valve™100個付）8oz=約236mL■ KN-740-13

Hydropac 13oz 100パック（Disposable Valve™100個付）13oz=約384mL

AWS-2500 Hydropac パウチマシン

1次側給水※ その他各種サイズなどについてはご相談ください。

ミクロン

マニホールドユニット(別売)で、1次側給水を10、1.2、0.2、0.1μm の4つのフィルターでろ過し、パウチマシンに供給します。パウチマシンは13oz(約384ml)または8oz(約236ml)のパウチを最大600個/時作成します。

転倒防止対策をお忘れなく！
動物の命を守り、逃亡を防ぐためには、飼育装置の転倒対策だけでは十分ではない場合があります。
ケージの落下防止、
ライフラインの確保など、施設以外の対策についてもご検討ください。

地震の激しい揺れでラックからケージが落下！
貴重な動物を失う可能性があります。
ケージの落下防止対策には、平置き式のラックやハンガー式のラックなど、ラックの形式によりいろいろな方法があります。

施設によって、対策の方法は変わります。
転倒防止の方法をご提案いたしますので、詳しくはお問い合わせください。

24■ KN-740-08

3 給餌・給水関連

3 給餌・給水関連番

Disposable Valve™(γ線滅菌済)

・ マウス・ラット・ハムスターなどに使用できます。
・ 水の減少とともにパウチがしぼむため、パウチ内部に気泡が入りにくく、雑菌の繁殖を抑制します。
・ シリコンパッチ(別売)を使用することで、パウチ内に薬液を投与またはパウチ内から飲水をサンプリングできます。
・ フィルムは米国FDA(the Food, Drug, and Cosmetic Act.
(21CFR7.13))に準拠しています。
ガンマ・ ディスポーザブルバルブはγ線照射滅菌済です。
型

番

品

名

規格・仕様

AWS-2500

AWS-2500パウチマシン

寸法：W733×L829×H1,930mm
重量：約 265.3kg
電源：AC200V・1φ・20A

HYP-2522

マニホールドユニット

寸法：W800×L800×H2,000mm

HYP-5303Y

シリコンパッチ

720枚入

4 飼育関連設備

更なる省力化が可能です。

型

4 飼育関連設備

Hydropac®

Hydropac（ディスポーザブル給水パック）との併用で２ 実験動物飼育ケージから守り、労働安全衛生の向上にもつながります。

5 実験関連機器

２ 実験動物飼育ケージ

床敷交換の必要がないので、作業者をアレルゲン＊2頁

25

■ KN-675-1B■ KN-675-1C

KN-676
マウス・ラット用
W45×L80×H90mm
落込用

マウス・ラット用
W45×L80×H90mm
引掛用

マウス・ラット用
W45×L80×H90mm
引掛用■ KN-675-1D■ KN-675-1E■ KN-675-3A

２ 実験動物飼育ケージ

KN-675 ステンレス製給餌器各種【仕 様】
本 体：φ72×H75mm
ガラス製
フ タ：ステンレス製
網：ステンレス製
ガラス玉付

液体用給餌器

ガラス製の目盛付試験管と先管をシリコンゴム栓で接続して使用します。
液体飼料の濃度が、標準的な場合と高い場合の2種類の先管がありますので用途に合わせお選びください。
【仕 様】
本 体：φ35×L200mm
ガラス製・100mL目盛付
先 管：φ10×L60mm （低濃度用）
φ20×L70mm （高濃度用）
ゴム栓：シリコンゴム製※ホルダーは特注品です。

マウス・ラット用
W45×L80×H60mm
引掛用 / 落込用

■ KN-675-6A

マウス・ラット用
W45×L160×H90mm
落込用

KN-675-4

マウス・ラット用
W60×L100×H85mm
落込用

マウス・ラット用
W45×L160×H90mm
引掛用■ KN-675-6B

ウサギ用
W115×L140×H135mm

KN-710

自動給餌装置・ラック上部に取り付けられた餌入れから、決まった時間に各ケージへ給餌をすることができ、給餌量や時間などを自動制御できます。
・操作パネルにて1回の給餌量や1日の給餌回数などの設定ができます。
・給餌装置はケージの前面に取り付けることができ、簡易に取り外しが行えます。

モルモット用
W115×L105×H135mm

粉末用給餌器
自動給餌ケージ■ KN-675-4A
φ 80×H50mm
ガラス製（ステンレス蓋）■ KN-675-4B
φ110×H60mm
ガラス製（ステンレス蓋）

4A

4B

3 給餌・給水関連

２ 実験動物飼育ケージ
3 給餌・給水関連

1 実験動物飼育装置

給餌器

4 飼育関連設備■ 3−1■ KN-675-3B
4 飼育関連設備

Y式マウス粉末用給餌器

粉末飼料を用いたマウス飼育実験の摂餌量測定の際に使用する給餌器です。

■ KN-675-1A

5 実験関連機器

KN-675-8

5 実験関連機器

1 実験動物飼育装置

3 給餌・給水関連■ KN-675-4AS
φ80×H50mm
全ステンレス製

操作パネル■ KN-675-4BS
φ110×H60mm

全ステンレス製

26

4AS

4BS

※各種特注仕様の製作も承ります、
ご相談ください。

27

No.5 本体PP 製+ 緑キャップ (パッキン付)
KN-671 の先管からお選びください

No.6、No.7、No.8 本体PC 製+ ブチル栓（シリコン栓もあります）
KN-671、KN-672 の先管からお選びください※オートクレーブ：対応不可※オートクレーブ：対応可

自動給水システム

KN-6714 飼育関連設備
5 実験関連機器

6B/200ｍL

7/250ｍL

ステンレス製給水先管（直管・曲管）

直管 2A

φ8×L75mm

直管 2B

φ8×L100mm

直管 2E

φ8×L60mm

曲管 4A

φ8×L80mm

曲管 4B

φ8×L110mm

ボールポイント先管図

1次側
給水KN-674-UF

ボールポイント給水先管（ステンレス製ボール入）

直管 TD-100 φ8×L65mm

減圧装置
フィルター等排水※ ガラス製先管（ツバ付、ツバ無）もあります、お問い合わせください。

KN-672給水

8A/200ｍL 8B/250ｍL 8C/500ｍL

水漏れ・逆流が少なく飲料水が清潔に保たれます。

自動給水バルブ

元曲 TD-200 φ8×L100mm

中間曲 TD-300 φ8×L100mm

元曲 TD-201 φ8×L125mm

中間曲 TD-301 φ8×L125mm

直管 TD-101 φ8×L90mm

限外濾過装置付タイプ（設置例）

孔径が概ね0.01μm以下の中空糸膜に流水を通すことで、水中の細菌やウイルスを除去します。
限外濾過フィルター内臓で通常の水道圧で濾過が可能です。
24時間タイマー制御式でフィルター洗浄機能付きです。
この方式は水中の塩素を除去しないため、再添加する必要がありません。
限外濾過装置付タイプ【セット例】
給水瓶 / KN-670

6B/200ｍL

給水瓶 / KN-670

7/250ｍL

キャップ・栓ブチル栓

キャップ・栓ブチル栓

先管 / KN-671

直管 2Ａ

先管 / KN-671

直管 2Ａ

給水瓶 / KN-670

8A/200ｍL

キャップ・栓ブチル栓

先管 / KN-671

直管 2E

KN-674-UV

紫外線流水殺菌装置付タイプ（設置例）

殺菌効果の高い波長域の紫外線を流水に当てることで、水中の細菌やウイルスの核酸を破壊し死滅させます。

紫外線流水殺菌装置付タイプ■ KN-614

KN-6853 給餌・給水関連

6A/100ｍL

5B/250ｍL

直管 TD-102 φ8×L120mm

28

自動給水システムは①１次側給水を適切に減圧し、②水中の不純物などをフィルター類で取り除くことで、収容動物に適切な飲水を供給するためのシステムです。
減圧弁や濾過器、圧力計などをコンパクトに１つのパネルに搭載した壁掛式なので、省スペースに貢献します。
動物種・使用ケージなどを含めた使用用途や、施設に合わせて様々なタイプがあり、最適なシステムをご提案いたします。配管やフィルタリング方法などについてもご相談ください。
また飼育室内の自動給水用減圧・配管設備も承りますのでご相談ください。

1 実験動物飼育装置

給水瓶各種

自動給水システム・自動給水バルブ

4 飼育関連設備

KN-670■ 3ー3

２ 実験動物飼育ケージ

給水瓶・給水先管

給水瓶ホルダー■ KN-685-4A

100ｍL用ステンレス製■ KN-685-4B

250ｍL用ステンレス製■ KN-685-4C

500ｍL用ステンレス製■ KN-685-5A

100ｍL用スプリング式■ KN-685-5B

250ｍL用スプリング式■ KN-685-5C

500ｍL用スプリング式

自動給水用濾過器

フィルター交換の容易なカートリッジ型濾過機です。

【交換フィルター】■ KN-614-L165-3

KN-685-4

KN-685-5フィルター CP-03 L165 3μ■ KN-614-L165-3R フィルター 糸巻 L165 3μ■ KN-614-L165-5 フィルター CP-05 L165 5μ■ KN-614-L250-3 フィルター CP2-03 L250 3μ■ KN-614-L250-3R フィルター 糸巻 L250 3μ■ KN-614-L250-5 フィルター
L250 5μ■ KN-614-S

限外濾過フィルター
S-40-GR型

耐熱型、ハウジング一体型のフィルターです。
設置スペースをとらず、取り付けも簡単です。

5 実験関連機器

3 給餌・給水関連

２ 実験動物飼育ケージ

1 実験動物飼育装置

■ 3−2

29

フラップドアタイプ

番

対象動物

KN-673-C7（L-2000）

マウス
ラット

寸

ケージトップ設置タイプ

法備

φ11×L30㎜

SUS316ステンレス製

グロメット設置タイプ

No.41クリップ

4 飼育関連設備

ラック附設式バルブ各種

No.43クリップ

KN-673-A2

KN-673-C1(Lixit-25)

番

KN-673-A1

対象動物
ラット・モルモット

KN-673-C3(Lixit-125)
寸法

チューブノズルホルダー：
TVバルブを直接給水配管に接続するためのホルダーです。

KN-673-A5

マウス用
グロメット
ケージ側面のグロメットより動物がバルブにアクセスするタイプ

シリコンチューブ
チューブはステンレ
ススプリングガードで保護。動物に噛まれることによる漏水事故を防ぎます。

オスカプラー考※詳細は別紙「Micro−Isolator」カタログをご覧ください。

KN-673-A1

型

ワンタッチマイクロカプラー
ラック敷設の自動給水配管に設置。ワンタッチでオスカプ
ラーと脱着できます。

3 給餌・給水関連

ドッキングタイプ

マイクロアイソレーターケージにバルブを装着し、ケージをラックにセットすると通水す
るドッキングタイプ、フラップドアを通してバルブをケージ内に入れるフラップドアタイ
プがあります。

KN-673-C5(Lixit-70)
備考

φ10×L25㎜

1 実験動物飼育装置

ご使用用途に合わせてご提案いたします。

型

TV用：飲みこぼしがケージ内に入るのをワンタッチマイクロカプラー：
防ぎます。
簡単にチューブバルブを取り外しできます。

ラット用
グロメット

番

名

称

対象動物

規

KN-673-B1

TV-15

φ4.7×L40㎜

KN-673-B2

TV-25

φ4.7×L65㎜

KN-673-B3

TV-35

KN-673-E1

No.41クリップ

KN-673-A2

ウサギ

φ15×L30㎜

KN-673-E2

No.43クリップ

KN-673-A5

マウス・ラット

φ15×L45㎜

水量調節式

KN-673-E3

No.44クリップ

KN-673-C1 (Lixit-25)

マウス・ラット

φ11×L30㎜

SE Lab Group社製

KN-673-E4

チューブノズルホルダー

KN-673-C3 (Lixit-125)

ウサギ

φ7×L30㎜

SE Lab Group社製

KN-673-E5

ワンタッチマイクロカプラー

KN-673-C5 (Lixit-70)

イヌ

φ21×L65㎜

SE Lab Group社製

KN-673-G4

TV用ディフレクター

格

φ4.7×L90㎜
マウス
・
ラット

ケージトップ設置タイプ用(シングルタイプ)

4 飼育関連設備

3 給餌・給水関連

2種類の設置方法が可能なフレキシビリティの高いバルブです。

ノズルの周りに、床敷等の侵入を防ぐテフロン
製シャッターディスクを装備したバルブです。
離乳後すぐから、成熟マウス・ラットまでお使い頂けます。コネクター式になっているので、バルブの脱着が容易です。

KN-673-A

5 実験関連機器

クリップ
ケージトップに差し込むタイプと専用グロメットに設置するタイプがあります。

ラックの自動給水配管とバルブの間をチューブで繋ぐことで、KN-673-C L-2000バルブ (SE Lab Group社製)

型

30

チューブバルブ各種

5 実験関連機器

1 実験動物飼育装置
２ 実験動物飼育ケージ

動物種・飼育機器などに合わせた各種バルブをご用意しております。

２ 実験動物飼育ケージ

KN-673-B

自動給水システムにより各ラックに循環した飲水は、バルブにより動物に供給されます。

ケージトップ設置タイプ用(ダブルタイプ)
グロメット設置用
K型

31

■ KN-752-S

・ 広い挿入口で最大W400×L500×H400mm迄のケージ洗浄ができます。

高圧蒸気滅菌器 (床置き型)

一般的な扉締め付け方式で、締め付け、開閉は手動で行います。
構造が簡単で操作が確実なため、小型から大型滅菌器まで幅広く採用されています。
制御盤には、カラー液晶タッチパネルを採用し、視認性・操作性を向上させるとともに、警報履歴確認機能やバルブ状態モニタ機能など、多彩な機能を搭載しています。

【洗浄工程

予備洗浄（温水循環ポンプ）↓
本洗浄（温水循環ポンプ）【仕 様】
規 格：第一種圧力容器
扉：手動締付 手動開閉ヒンジ式
缶 体：ステンレスクラッド鋼 二重缶構造
最高使用圧力：0.25MPa
S-014A

S-020A

S-030B

S-040B↓
仕上リンス（スチームスプレー）

S-040C

S-060C

S-070C

S-090C

S-120

S-140

内容積 (㎥) 0.163 (0.179) 0.222 (0.259) 0.318 (0.304) 0.468 (0.460) 0.464 (0.491) 0.644 (0.672) 0.845 (0.872) 1.012 (1.039) 1.215 (1.231) 1.478 (1.478)（ ）内は両扉タイプ■ KN-752-SF

高圧蒸気滅菌器 (フロアー型)

自動クラッチとエア式パッキンシール機構により、扉を自動的に昇降し、締め付けを行う構造です。
床面と滅菌器の内缶底面が同じレベルのため、台車やケージラックのような大きな滅菌物を、直接出し入れすることが可能です。
制御盤には、カラー液晶タッチパネルを採用し、視認性・操作性を向上させるとともに、警報履歴確認機能やバルブ状態モニタ機能など、多彩な機能を搭載しています。
【仕 様】
規 格：第一種圧力容器
扉：手動締付 手動開閉ヒンジ式
缶 体：ステンレスクラッド鋼 二重缶構造
最高使用圧力：0.25MPa
型 番SF-120SF-150SF-190SF-180SF-230SF-290SF-300SF-400

内容積 (㎥) 1.246 (1.275) 1.586 (1.615) 1.975 (2.004) 1.881 (1.925) 2.395 (2.439) 2.983 (3.027) 3.054 (3.110) 4.109 (4.176)

5 実験関連機器

規格例】■ KN-752-RQ【規格例】
寸 法 ：W1,800×L1,800×H1,600mm
製品重量：約780kg（運転時約1,200kg）
材 質 ：内外装SUS304
使用電源：AC200V・3φ・3.5kW
蒸 気 ：蒸気量50〜70kg/h
常用圧力0.3MPa
洗浄水 ：給水量600L以上/h （運転開始時）
常用圧力0.3MPa
能 力 ：ターンテーブル回転数1〜3rpm（インバーター制御・無段変速式）
その他 ：緊急停止ボタン付【必要ユーティリティ】
蒸 気 ：配管20A
排気量 ：20㎥/min 以上（水蒸気を含んだ排気となります）
洗浄水 ：配管20A
排水量 ：配管40A×2ヶ所
排水升W200×L200×D200mm以上
温度65℃以上

減圧沸騰洗浄器

空気と温水の沸騰を利用した減圧沸騰洗浄器です。
洗浄物の表面･内部のすみずみ、手やブラシが届かない内部・細部の洗浄、超音波では洗いにくい軟質樹脂や容器内部の洗浄が可能です。
【仕型様】 標準（ミキシングバルブ仕様）
番

外形寸法 (mm)
槽内有効寸法 (mm)質
電RQ-005S

1 実験動物飼育装置

・ ターンテーブルの速度は任意に調整可能です。

KN-752 高圧蒸気滅菌器

２ 実験動物飼育ケージ

・ オペレーター1人の操作で洗浄作業が行えます。

3 給餌・給水関連

3 給餌・給水関連

・ ターンテーブル式の採用により、重複洗浄ができます。

4 飼育関連設備

ケージワッシャー・滅菌装置（ ）内は両扉タイプ

RQ-005E

幅1,340×奥行810(ドア開時835)×高さ1,050(ドア開時1,570)
幅623×奥行540×高さ156

量 (kg)

350 (運転時430)

360 (運転時440)

源 (kW)

3相200V (10Aの漏電遮断器【過電流保護装置付】)

3相200V (50Aの漏電遮断器【過電流保護装置付】)

定格容量：0.95

定格容量：14.93※詳細仕様については、お問い合わせください。仕様は予告なく変更することがあります。

32

ロータリーケージワッシャー・ 強力なポンプスプレー、スチームスプレーにより清浄に仕上がります。

■ 4−1

型 番

4 飼育関連設備

KN-7545 実験関連機器

1 実験動物飼育装置
２ 実験動物飼育ケージ

4 飼育関連設備※施設の設備や用途、使用動物に合わせ、様々なサイズで設計・製作を承ります。
※外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

33

【規格例】
寸
法：外寸W1,430×L4,000×H2,010mm
入口寸法W750×H550mm
材
質：内外装SUS304
使用電源：AC200V・3φ・8.01kW
蒸
気：蒸気量150kg/h
常用圧力0.3MPa
洗浄水 ：給水量1000L以上/h
常用圧力0.3MPa
能力：コンベアスピード
3段階調整（1.0m/min、2.0m/min、3.0m/min）
その他 ：緊急停止ボタン付【必要ユーティリティ】
蒸気：配管20A
排気量 ：15㎥/min ×2ヶ所
（水蒸気を含んだ排気となります）
洗浄水 ：配管20A
排水量 ：配管50A×2ヶ所
排水升W300×L300×D300mm以上
温度65℃以上【洗浄工程例】

２ 実験動物飼育ケージ

予備洗浄 （水道シャワー）↓
予備洗浄 （温水循環ポンプ）↓
本洗浄 （温水循環ポンプ）↓
仕上リンス （スチームスプレー）

1 実験動物飼育装置

2槽式の規格例】【規格例】
寸法：W1,340×L11,600×H2,520mm
材
質：内外装SUS304
使用電源：AC200V・3φ・18.0kW
蒸気：蒸気量350kg/h
常用圧力0.3MPa
洗浄水 ：給水量1300L以上/h
常用圧力0.3Mpa
能力：コンベアスピード0.5〜3.0m/min（インバーター制御・無段変速式）
その他 ：緊急停止ボタン付【必要ユーティリティ】
蒸気：配管20A
排気量 ：15㎥/min ×2ヶ所
（水蒸気を含んだ排気となります）
洗浄水 ：配管20A
排水量 ：配管50A×6ヶ所
排水升W300×L300×D200mm以上×2ヶ所
温度65℃以上※施設の設備や用途、使用動物に合わせ、様々なサイズで設計・製作を承ります。
※外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

34

・強い水圧で、また4段階の行程を経て洗浄します。
・洗浄温水は一つ前の行程で再利用されますので、水・エネルギーの節約に貢献します。
・83℃以上の高温熱風乾燥により、殺菌・消毒も行なえます。
・取出口にてすぐに床敷きの充填を行なうことが可能です。
・廃熱回収装置搭載の省エネタイプもあります。

3 給餌・給水関連【洗浄工程

乾燥機能付ケージワッシャー

4 飼育関連設備

・強い水圧で、また4段階の行程を経て洗浄します。
・洗浄温水は一つ前の行程で再利用されますので、水・エネルギーの節約に貢献します。
・廃熱回収装置搭載の省エネタイプもあります。

KN-755-DRY

5 実験関連機器

ケージワッシャー

5 実験関連機器

4 飼育関連設備

3 給餌・給水関連

２ 実験動物飼育ケージ

1 実験動物飼育装置

KN-755※施設の設備や用途、使用動物に合わせ、様々なサイズで設計・製作を承ります。
※外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

35

・HEPAフィルターを上部に搭載し、作業面にクリーンエアーを供給します。
・作業面は、
クリーン側・ダーティ側とを区別しての作業が可能です。
・作業面周囲に室内空気を引き込み、作業者と室内環境のアレルゲン*2頁
への暴露を防止し、交換時の感染を防ぎます。
・作業者に合わせ、高さが調整可能です。
・側面の移動ハンドルで容易に移動ができます。
【仕 様】
寸 法
：W1,219×L762×H2,032〜2,235mm
作業面高さ：床から838〜1,041mmまで調節可能
重 量：250kg
内装材質：SUS304
電 源：115V ・10A・50/60Hz
作業空間清浄度 ：ISOクラス5（対象粒径0.3μm粒子にて）（クラス100）

排気口への接続方法や間口の寸法、床敷廃棄用袋のサイズに合わせたホッパー形状など、
ご希望にあわせて作製いたします。
【仕 様】
寸 法 ：W1,100×L800×H2,100mm
材 質 ：SUS304（ステンレス）製
前面ハネ上げ式扉 透明樹脂製
集塵効率：0.3μm：99.97%以上
HEPA・プレフィルター付
照 明 ：LEDランプ 20W相当
電 源 ：AC100・V50/60Hz・420W

3 給餌・給水関連

ワークベンチ【特徴】・移動しやすく、軽量型取手、ストッパー付自在キャスターの採用・立ち作業、座り作業のどちらでも作業しやすいように作業台までの高さを800ｍｍに設定
・殺菌灯を標準設備
様】

寸 法：W1,300×L800×H1,820mm
作業面寸法：W1,100×L615×H720 mm
重 量：210kg
電 源：AC100V・1φ・50/60Hz
消費電力 ：約250W（約420VA）（ファン定格風量・照明点灯時）
庫内清浄度：ISOクラス5（対象粒径0.3μm粒子にて）（クラス100）
集塵効率 ：0.3μm以上粒子（大気塵、またはPAO）にて99.99％以上※詳細は別紙個別カタログをご覧ください。
※ご希望の寸法での製作も承ります。

KN-738-AWB-S

KN-769-S

小型ワークベンチ

クリーン環境下でケージの交換、動物の操作などを行うのに適しています。
コンパクトなサイズの為、小さな空間においても設置することが可能です。
【特 徴】
・コンパクト設計の為、設置、移動が容易です。（軽量型取手付）
・省電力、高効率の DC ブラスレスモーター、LED 照明を採用した省エネタイプです。
・斜め上にレイアウトされた操作パネル・傾斜スライドシャッターの採用により、操作性が向上しました。
・オプションにて折り畳みテーブルをつけることが可能です。
【仕 様】
寸 法
：W1,000×D600×H1,555mm（キャスター付）
作業面寸法：W860×D510×H555mm
重 量：約 80Kg
電 源：AC100V・1φ・50/60Hz
消費電力 ：約 150W（コンセント除く）
庫内清浄度：ISO クラス 5（対象粒径 0.3μm 粒子にて）（クラス 100）
集塵効率 ：0.3μ㎛以上粒子にて 99.99％以上

床敷回収装置実験動物の床敷廃棄作業の塵埃の飛散を防止し、安全に作業ができます。
アレルゲン * 2頁 対策として従来より、使いやすいコンパクト設計、清潔を保てる構造で安全性を重視してます。
作業性を考慮し、両サイドに跳ね上げ式のスペースを設けました。
【仕 様】
寸 法
：W1,400×D825×H1,450mm
キャスター：φ75/ SUS304 / ウレタン車
汚物受け ：約 90Ｌ
電 源：AC100V コンセント /2EP ( 10A 以上）
排気ファン：単相 100 V/ 50H z / 5.2A
260Ｗ (1 基あたり ）X 2 基
風 量：約 10 ㎥ / minプレフィルター ：PS400 相当
メインフィルター ：中高性能フィルター 0.4 µ m 粒子にて 70%

4 飼育関連設備

3 給餌・給水関連
4 飼育関連設備

床敷回収装置

クリーン環境下でケージ交換、動物の操作などを行うのに適しています。
傾斜型スライドシャッター、直流ブラシレスファンモーターを採用したリサイクル気流方式です。

【仕5 実験関連機器

KN-769-B

操作性が高く、作業者にやさしいケージ交換ステーションです。

KN-738-AWB

36

床敷回収装置1 実験動物飼育装置

KN-738-Y 対面式ケージ交換ステーション (NuAire製)■ 4−3

２ 実験動物飼育ケージ

ワークベンチ

5 実験関連機器

２ 実験動物飼育ケージ

1 実験動物飼育装置

■ 4−2

37

ステンレス流し台（一槽式）

ケージ洗浄、鋼製小物洗浄等に便利な流し台です。A型（浅型）とB型（深型）バブリング型などがあります。

A型(浅型)：防臭排水トラップ（ゴミカゴ付）

A

A型■ KN-652-A1■ KN-678-A1

寸法：W900×L750×H800（D300）mm寸■ KN-652-A2

法：W900×L600×H800mm■ KN-678-A2

寸法：W1,200×L750×H800（D300）mm

寸法：W1,200×L600×H800mm■ KN-678-A3■ KN-652-A3

寸

寸法：W1,500×L750×H800（D300）mm

法：W1,500×L600×H800mm

B
B型(深型)：排水ボールバルブ付■ KN-652-B1
寸法：W1,200×L750×H800（D600）mm■ KN-652-B2

3 給餌・給水関連【仕 様】
材 質：甲板 SUS304 ステンレス張り
脚部 SUS304 ステンレスパイプ
キャスター付

1 実験動物飼育装置

KN-652

KN-678 ステンレス作業台

その他飼育関連機器

２ 実験動物飼育ケージ

4−4

寸法：W1,500×L900×H800（D600）mm

B型■ KN-678-B1
寸法：W900×L600×H800mm（引出2ヶ付）■ KN-678-B2
寸法：W1,200×L600×H800mm （引出3ヶ付）■ KN-678-B3
寸法：W1,500×L600×H800mm （引出3ヶ付）

3 給餌・給水関連

２ 実験動物飼育ケージ

1 実験動物飼育装置■■ KN-652-B3
寸法：W1,800×L900×H800（D600）mm※ご希望により各種サイズの製作を承ります。

バブリング型(深型)：排水ボールバルブ付

KN-798

ネオバリュー

実験動物尿石溶解剤■ KN-798-ALNP

ネオバリューALNP

容 量：10kg×2本/箱pH(原液20℃) ：約1.0以下■ KN-798-AL

ネオバリューAL

容 量：10kg×2本/箱pH(原液20℃) ：約1.0以下

5 実験関連機器

ポリタンク入り

ポリタンク入り

医理化学用器具類浸漬用洗浄剤■ KN-798-NV

ネオバリュー

容 量：4kg×4本/箱pH(原液20℃) ：約12.15

ポリタンク入り
KN-798-NV ネオバリュー

5 実験関連機器

4 飼育関連設備

非イオン界面活性剤等を、効率よく配合し添加した液体洗浄溶解液です。

4 飼育関連設備

実験動物の石灰質を含む尿石の溶解・除去を目的に特殊酸類および特殊高級アルコール系

極低泡性医理化学器具類洗浄剤■ KN-798-SS

ネオバリューSS

容 量：4kg×4本/箱pH(原液20℃) ：約11.3

ポリタンク入り※ご希望により各種サイズの製作を承ります。

38

39

1 実験動物飼育装置

アニマルシーツ

吸水性の高い積層紙と樹脂フィルムを組み合わせました。
糞尿受皿の中に敷いて汚物処理を簡便にするのに、また手術・解剖時に使用し血液等を吸い取る際などに便利です。
【仕様】

有効寸法：W490×L740mm

KN-611寸材

踏み台■ KN-611-2
寸材

1段式踏み台法：W400×L300×H225mm
質：ステンレス製

販売単位：10枚/ポリ袋入り

KN-654※折りたたみ式や別寸法のものなどもございますのでお問い合わせ下さい。

10袋/箱

ブルーパック

実験動物の屍体・汚物等の処理に用います。不透明肉厚で丈夫なポリエチレン製です。

2段式踏み台法：W400×L600×H440mm
質：ステンレス製

KN-695

寸法（W×Lmm） 厚さ（mm） 入数■ KN-654-A1

350×550

0.05

200枚

■ KN-654-A2

450×680

0.05

200枚

■ KN-654-A3

650×850

0.07

100枚

■ KN-654-A4

800×1,100

0.08

100枚

オートクレーブ台車各種

各種サイズや素材、形など、異なるタイプのものがございますのでお問い合わせ下さい。

3 給餌・給水関連

KN-677２ 実験動物飼育ケージ

棚・作業台・運搬車などのキャスターをはめこみ、動きを止めます。
転倒防止対策器具としてもご使用頂けます。

■ KN-611-1

２ 実験動物飼育ケージ

キャスターストッパー

KN-687

ヘラ各種■ KN-687-1■ KN-687-2

樹脂製

ゴム製

■ KN-687-4■ KN-687-5

ステンレス製ステンレス製

KN-692 動物運搬箱

3 給餌・給水関連

1 実験動物飼育装置

KN-638-B

サル、ネコ、ウサギなどの運搬時、計量時に使用します。

※ご希望により各種サイズの製作を承ります。

■ KN-688-1■ KN-688-2

ステンレス製
丸型
φ65×L210mm

KN-693 動物運搬箱
ネコ・ウサギなどの運搬・捕獲時、また受入れの際の消毒に使用されます。裏面の壁はスライド式で、大きさを調節できます。
寸材法：W210×L400×H250mm
質：ステンレス製※ご希望により各種サイズの製作を承ります。

5 実験関連機器

KN-688 スコップ各種

KN-745-A

滅菌缶

オートクレーブおよび乾熱滅菌用で、マウスケージ・飼料床敷等の滅菌に使用できます。
寸
材

法：W450×L450×H350mm
質：アルミニウム製

KN-745-B

ダンパー付滅菌缶

側面にスライドダンパーが付いており、滅菌後はダンパーを閉めて保管・運搬ができます。
寸
材

法：W400×L500×H300mm
質：アルミニウム製 ダンパーSUS304

KN-691

動物捕獲アミステンレス製
円筒スコップ3個組
大中小

H190mm
H185mm
H178mm

4 飼育関連設備

法：W300×L450×H300mm
質：透明樹脂製■ KN-691-1 動物捕獲アミ【仕 様】
リング径 ：φ330mm (ステンレス製)
深さ：600mm
網：網目25mm ビニロン30号
柄：φ30×1,300mm (木製)
※別寸法での製作も承ります。

■ KN-691-2 小動物捕獲アミ5 実験関連機器

4 飼育関連設備

寸
材

【仕 様】
頭寸法 ：280mm/三角
深さ：300mm
網：網目2mm
柄：375〜560mm伸縮（プラスチック製）※ご希望により各種サイズの製作を承ります。
※全ステンレス製の製作も承ります。

40

41

マウス・ラット等げっ歯類用として、設置場所の条件や使い方に応じた寸法・形状・材質にて製作いたします。
【設置例】

紺
白
紺
白
エプロン型

パンタロン型

FY500D ニットグローブ
マウス・ラットなどに咬まれやすい、親指・人差し指・中指に耐切創繊維KEVLAR®を使用したグローブです。
サイズは、S・M・L・LLがございます。
オートクレーブ滅菌が可能です。

マグネット式

両面扉（片側のみ）に設置

親子扉に設置

実験室内の一角を仕切り

KN-690

動物捕獲用手袋

3 給餌・給水関連

販売単位：2枚/パック（アルミ袋入り） 左右兼用動物の捕獲・保護などの際に、手や腕のケガや、咬傷による感染などを予防するための手袋です。

【確認事項】

4 飼育関連設備

２ 実験動物飼育ケージ■KN-608-A1 エプロン型■KN-608-A2 エプロン型■KN-608-P1 パンタロン型■KN-608-P1 パンタロン型

強力マグネットで直接ドア枠に固定するマグネット式と、ドア枠等に設置したレールに差し込むレール式があります。

■ KN-690-A
指先にヒダを付け、素材を厚くすることにより保護力を高めています。
います。
五本指の手袋にカバーを被せる構造（ミトン型）なので、作業の内容により使い分けることができます。
【仕様】
サイズ：全長590mm（フリーサイズ）
材 質：牛革※製造ロットによって色が異なる場合がございます。

A□ ネズミ返しの材質は？
→アルミ製→ステンレス製→樹脂製□ 設置方式は？
→マグネット式（強力マグネットで直接ドア枠等に固定する）→レール式（ドア枠等に設置したレールに差込む）

実験動物を取り扱うための、簡易型革手袋です。
様】
サイズ：全長360mm（フリーサイズ）
材 質：牛革【設置場所採寸箇所】□ 扉枠の材質は？
設置場所の扉枠の材質をお伝えください。

■ KN-690-B

5 実験関連機器

1 実験動物飼育装置

動物の室外への逃亡や室内への侵入防止に、動物飼育室・実験室等の出入口扉に取り付けるボードです。

スプリングバンドですばやく装着できます。
カギ裂きになりにくい特殊な素材を使用しています。
エプロン型、パンタロン型共フリーサイズです。

4 飼育関連設備

1 実験動物飼育装置
２ 実験動物飼育ケージ
3 給餌・給水関連

ネズミ返し

【仕

B

扉

□ 高さは？
ご希望の高さをお伝えください。

扉

採寸箇所

扉枠

扉枠

マグネット式

レール式

A 扉枠幅

○

○

C

B 扉枠外寸○○○→C 壁、枠段差寸

壁

壁□ 設置寸法は？
設置場所の寸法をお伝えください。

壁5 実験関連機器

KN-722

KN-608 ワンタッチエプロン

↓
↑

A

←

B

→

A

←

※状況に応じて、ご説明や採寸に伺うことも可能です。

42

43

本体、架台ともにステンレス製のラット代謝ケージです。
餌・水の混入を無くすため、二重式給水瓶、給餌器を使用しています。
特に給餌器は固形、粉末、ねり餌とも使用できるよう2種類附属しています。
糞尿分離ロートは、独特の構造で良好な糞尿分離が行えます。

2100-M マウス用メタボリックケージ (Lab Products社製)
2100-R ラット用メタボリックケージ (Lab Products社製)
ロートによって導かれた動物の糞尿は、ユニークな分離器、
リニア・ディフューザーより各回収管に入ります。ユニットは、マウス・ラット兼用です。
フィーダーとスノコを動物種によって交換してください。

■ KN-646-B1

KN-646-B-2

ケージ部寸法：W200×L250×H200mm
架台寸法：W255×L255×H475mm※粉末給餌器（別売）もあります。

■ KN-682-2

メタボリックケージ用ラック

粉末給餌器

ケージまたは専用ケースの内壁面に取り付けます。
寸法：W55×L95×H110mm（体重150〜350g用）【仕 様】
寸 法：W1,310×L510×H1,810mm
収容数：4列×2段 8ケージ
KN-682-2

KN-645

マウス採尿ケージ

KN-646-RACK取り扱い、組み立てが簡単な不透明ポリエチレン製の簡易採尿ケージです。
給水、給餌器ともガラス製・二重式のものを採用し、水・餌こぼれを最小限におさえます。
2枚の金網と樹脂製の傘型分離部で糞・尿を分離します。架台はステンレス製です。

■ KN-646-B1-15R
片面型寸法：W940×L420×H1,450mm(3段×5列／15ケージ用)【付属品】

KN-645-RACK■ KN-646-B1-30R⑦⑤①

両面型寸法:W940×L420×H1,450mm(3段×5列×両面／30ケージ用)⑥■ KN-646-B2-15R
片面型寸法：W1,220×L520×H1,650mm(3段×5列／15ケージ用)⑧② ③

ラット代謝ケージラック

ラット代謝ケージを複数同時に使用するときの専用ラックです。
片面15ケージ用・両面30ケージ用があります。

【仕 様】
ケージ：φ100 x H190mm
架 台：φ150 x H130mm（セット時の総高：約280mm)① 給水器用ゴム栓
KN-645-X2② 給水器（ガラス製）
KN-645-2③ 給餌器（ガラス製）
KN-645-3④ 固形物分離用コマ（アクリル製） KN-645-4⑤ クリップ付蓋（SUS製）
KN-645-5⑥ ケージ本体部（PE製）
KN-645-6⑦ 丸型架台（SUS製）
KN-645-7⑧ 脚付スノコ（SUS製）
KN-645-8⑨ 固形物受けスノコ（SUS製）
KN-645-9⑩ 尿受け兼用キャップ（PP製）
KN-645-10

粉末給餌器

二重式給水瓶固形給餌器

4 飼育関連設備

3 給餌・給水関連

前面扉型

２ 実験動物飼育ケージ■ KN-646-B2

2100-M・2100R用、
メタボリックケージラックです。

4 飼育関連設備

上面開放型

ケージ部寸法：W145×L200×H160mm
架台寸法：W205×L205×H410mm【仕 様】
架台寸法 ：W300×L280×H650mm
ケージ寸法 ：φ225×H185mm（スノコ上から）
材 質：ポリカーボネイト樹脂
ステンレス
スチレン

40618-RO

5 実験関連機器

ラット代謝ケージ

1 実験動物飼育装置

KN-646代謝ケージ

3 給餌・給水関連

5−2

④

⑩

⑨

■ KN-646-B2-30R
両面型寸法：W1,220×L520×H1,650mm(3段×5列／15ケージ用)

3段×5列（15ケージ用）

5 実験関連機器

２ 実験動物飼育ケージ

1 実験動物飼育装置■

マウス採尿ケージラック

マウス採尿ケージを大量に使用するときの専用ラックです。
【仕様】※ご希望の寸法・収容ケージ数での製作も承ります。

本体寸法：W1,502×L500×H1,780mm(採尿ケージセット時の総高は1,870mm)
4段×7列×両面（56ケージ用）

46

47

炭酸ガス安楽死装置 簡易型

動物を処分するには、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によって安楽死させなければなりません。
安楽死の方法は、致死量以上の麻酔薬の速やかな投与、炭酸ガス吸入、麻酔下の頚椎脱臼、頭蓋打撲または

無色、無臭、不燃性、取扱簡便で、一定以上の濃度で麻酔作用を示す炭酸ガスを利用して動物を安楽死させる装置です。

断首などが各種指針等に示されております。
本装置はこれらの考えに基づき、安楽死に適した炭酸ガス（空気の重さの1.5倍、不燃性で無色無臭）を使用しています。
安楽死させる動物をケージに入れ装置に収容後、扉または観察窓から動物の状態を観察しながら炭酸ガスを■ KN-750-2A
２ 実験動物飼育ケージ

炭酸ガス安楽死装置 キャビネット型

安楽死装置A型（マウス・ラット・モルモット用）

【仕

様】

寸

法

：φ330×H330mm ( 容量約28L)

材

質：SUS304

注入し、意識消失させ安楽死させます。
【規格例】
キャビネット本体

覗き窓材質 ：アクリル【仕様】

ケージ網目 ：φ1.6 スノコ部10mmピッチ

寸法：W1,275×L835×H1,605 ｍｍ（突起部含む）

重量：140Kg

側面・上面5mm ピッチ
その他：シリコンゴム密閉パッキング式

1 実験動物飼育装置

KN-750-2

KN-750-3

２ 実験動物飼育ケージ

1 実験動物飼育装置■ 5−3 安楽死装置

電気容量：約250W（圧力調整器ヒーター無）：約650W（圧力調整器ヒーター有）
排気風量：約1.0 ㎥/min

安楽死装置B型（ウサギ・ネコ用）

本体材質：SUS304
扉

：片開き

【仕

様】

寸

法

：φ390×H390mm ( 容量約46L)

動物運搬ケージ

材

質：SUS304【仕様】

覗き窓材質 ：アクリル寸法：W800×L660×H714 mm

ケージ網目 ：φ1.6 ケージ網目15mmピッチ

材

質：SUS304

その他

3 給餌・給水関連

3 給餌・給水関連■ KN-750-2B(キャスター付)：シリコンゴム密閉パッキング式
【仕

様】

寸

法

：W856×L985×H900 mm※ご使用の際には、別途炭酸ガス供給源、流量計付減圧弁などが必要です。

※外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ご使用には、別途炭酸ガス供給源、圧力調整弁、屋外排気管などが必要です。
※ご希望により各種サイズの製作を承ります。

KN-750-4

炭酸ガス安楽死装置 ワゴン型

※外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

4 飼育関連設備

4 飼育関連設備

ケージ用台車複数匹を収容した飼育ケージのまま使用することができ、動物のストレス軽減と、短時間での処置を可能にします。
キャスター付きで容易に移動が可能です。
CO2センサー付もございます。
【仕材様】
質：本 体 SUS304
扉部分 透明樹脂製

KN-698 断頭器
5 実験関連機器

5 実験関連機器■4
扱いやすい密閉チャンバーと排気ポンプを備え、安全性と操作性に優れています。

■ KN-698-S【仕 様】
開口部（一辺）：50×50mm
重 量：3.1kg
柄の長さ：345mm

正面■ KN-698-L【設置例】
KN-600Uの場合、4ケージまで搭載可※ご使用の際には、別途炭酸ガス供給源、流量計付減圧弁などが必要です。
※ご希望により各種サイズの製作を承ります。
※外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

48

【仕 様】
開口部（一辺）：75×75mm
重 量：3.4kg
柄の長さ：415ｍｍ※刀の研ぎも承ります。

背面49

KN-1071

マウス・ラットの手術から解剖までを網羅できる、実験動物技術者資格の実技試験用の推奨セットです。
組合せやサイズ変更等、ご相談ください。

マウス・ラット等小動物実験用簡易吸入麻酔装置
易吸入麻酔装置
NARCOBIT-E(Ⅱ型)

標準セット8点（PP製ケース付）【構成品】
A-1-130

豊富な周辺機器を取り揃えておりますので、用途に合わせて組み合わせてお使いいただけます。

A-2-130【仕 様】
対象動物 ：マウス・ラット･マーモセットなど、実験用小動物
使用麻酔薬：イソフルラン用、セボフルラン用の機種を選択
対応匹数 ：マウス 1〜10匹程度
ラット 1〜8匹 程度
本体サイズ：W175×L145×H360 mm
本体重量 ：約7.7kg （カラフロメーター(付属流量計)は除く）
流 量：導入麻酔ボックス側 約5L/min
維持麻酔マスク側 〜1.0L/min
電 源：AC100V
附属品：KN-1013-1 カラフロメーター 1L型×1個

A-5
LB-3-145
LB-5-145
LB-12
LB-17

無鈎ピンセット直型
130mm
有鈎ピンセット直型
130mm
先細無鈎ピンセット直型 ×2110mm
直剪刀 片鋭片鈍145mm
直剪刀 両鈍145mm
小直剪刀 両鋭110mm
金冠直剪刀 両鋭120mm

A-1 130㎜

A-2

130㎜

LB-3

145㎜

LB-5

145㎜

A-5 110㎜
110㎜

LB-12 110㎜

PP製ケース

LB-17 120㎜

A-5

1 実験動物飼育装置

E-16-F スターターセット

3Rs・教育・労働安全関連製品

２ 実験動物飼育ケージ

２ 実験動物飼育ケージ

1 実験動物飼育装置■ 5−4

余剰麻酔ガス排気装置

マスイトール

麻酔マスク等から排出される余剰麻酔ガスを吸引し、室外への排気もしくは吸着することで作業者への麻酔ガス曝露を低減します。

リニューアルし、下記3点が変わりました（2022/04）。
・材質：ウレタン ・腹部：透明面積の拡張 ・付属品：尾2本付

【仕

【仕 様】
体 長：190mm
尾 長：180mm
性 別：雄
体 重：約200g
材 質：ウレタン製

様】

外寸：W120×L220×H140mm（突起部含まず）

重量：2.0Kg (吸引ノズルを除く)

流量：約10L/min

電源：AC100V

除塵フィルター：精度10μｍ (KN-1053-VFU3)
吸引ノズル【オプション】
模擬血液（50mL）×1本
交換用尾
×2本

：KN-1053-SN 吸引ノズル各種からお選びください。

排気方式：室内排気口等へ排気チューブ末端開放*3Rsとは動物実験の基本理念、「Replacement（代替法の利用）」「Reduction（使用動物数の削減）」「Reﬁnement（苦痛の軽減を中心とする
実験の洗練）」の3つを表します。

（配管設置が必要）or 吸着方式

5 実験関連機器

初学者用の、ラットへの基本手技を訓練するためのモデルです。
訓練可能な手技は保定、経口投与、尾静脈投与と採血、気管内挿管です。
手技の向上による、動物への3Rs*の実現、また実験者の訓練による不安や事故軽減を目的に使用することができます。

4 飼育関連設備

KN-1053

NATSUME RAT

3 給餌・給水関連

KN-590

ミミッキ ー

KN-593 マウス型実験シミュレーター「Mimicky」■ KN-1053-SN1
シングル吸引ノズル■ KN-1053-SN1C
シングル吸引ノズル( 導入麻酔ボックス接続口付 )■ KN-1053-SN1B■ KN-1053-SN2

シングル吸引ノズル( 固定クリップ付 )ダブル吸引ノズル

マウスを模したシミュレーターです。
生体マウスを扱う際の感触を再現しており、非常に繊細な構造・素材を採用してます。
保定・経口投与・尾静脈投与・腹腔内投与（保定まで）の模擬実習を行うことができます。

5 実験関連機器

4 飼育関連設備

3 給餌・給水関連＊詳細は別紙個別カタログをご覧ください。

【仕 様】
体 長 : 約W31mm×L70mm×H39mm 25g
尾 長 : 130mm (露出部約110mm) 3g
体 重 : 約28g

5051