уверенностьZORBAX даeт полнуюДоказательство — это качество работы. Можно рассчитывать,что эти колонки обеспечат прекрасную форму пиков для всехтипов соединений: основных, кислых и нейтральныхВне зависимости от того, разрабатывается ли новая методикаили совершенствуется существующая...
Колонки ZORBAX и Poroshell 120 LC от компании Agilent помогаютповысить производительность: вы можете быть уверены, что получитевоспроизводимые результаты в широком диапазоне условий дляразличных аналитических задач.

Колонки ZORBAX Eclipse Plus и Poroshell 120 EC-C18 LC —лучший вариант для разработки методик ВЭЖХКонструкция этих колонок обеспечивает прекрасные результаты за счeт:• сочетания хорошо выраженных пиков с эффективностью колонкина силикагеле;• обеспечения улучшенной масштабируемости, чтобы можно былоуверенно переносить методики без проведения повторной проверки;• предоставления возможности использовать разные варианты быстройВЭЖХ — колонки Rapid Resolution High Throughput (RRHT), Eclipse Plusи Poroshell 120, устойчивые при давлении до 600 бар, или колонка Rapid
Resolution High Definition (RRHD), устойчивая при давлении до 1200 бардля сверхбыстрого разделения;• продолжения традиций комплектующих ZORBAX, имеющих большойсрок службы и обеспечивающих воспроизводимые результаты.

Анализ большего количества проб за меньшее время...
Выбор колонок из серий: ZORBAX Rapid Resolution HighThroughput (RRHT), Rapid Resolution High Definition (RRHD),
или Poroshell 120
Работать можно быстрее и с полной уверенностью в результатах, что позволяет:• ускорить анализ проб максимум в 20 раз;• с ократить продолжительность анализа максимум на 95%;• л егко масштабировать и уверенно переносить традиционные методики ВЭЖХна ВЭЖХ сверх-высокого давления;• а нализировать разделение сложных многокомпонентных смесей на болеекоротких колонках;• выявлять высокочувствительные соединения с помощью ВЭЖХ–МС.
В настоящей памятке по разработке методики представлены распространенныеподходы, используемые для достижения требуемого разделения анализируемыхвеществ, содержащихся в пробе. Колонки ZORBAX и Poroshell 120 LCпредназначены для достижения оптимального разрешения в широкомдиапазоне pH. Наш ассортимент разнообразных колонок позволяет выбратьсамую подходящую для конкретной пробы и подвижной фазы.

Будь это простой анализ или разработка комплексной
методики — колонки ZORBAX и Poroshell 120 LC компанииAgilent гарантируют постоянную уверенность в результатах.

ПРОБАПлохо удерживаемые соединения

Низкий pH 3,0Рекомендации по разработке методав диапазонах от низкого до высокого pHПервичное разделение

ЭТАП 1ZORBAX Eclipse Plus — 1 колонка для pH 2–9

при разработке методик ВЭЖХНАЧАЛОZORBAX Eclipse Plus C18 или C8 или Poroshell
120 EC-C18• От 20 до 50 мМ буфера для доведенияpH до 2,5 (2–3)• T = 30 °C (от комнатной до 60 °C)• Подобрать долю ACN, при которой 0,5 < k < 20Недостаточное разрешение хроматографических пиков

ЭТАП 2Увеличить или уменьшить процентноесодержание органического модификатора
на 5% об.

pH 4,0ЭТАП 1-АZORBAX SB-C18 или SB-C8• От 20 до 50 мМ буфера для доведения pH до 1–3,
• T = 30 °C (от комнатной до 90 °C)• Подобрать долю ацетонитрила, при которой 0,5 < k < 20Недостаточное разрешение хроматографических пиков

ЭТАП 1-БЭТАП 3ЭТАП 1-ВУвеличить или уменьшить процентное содержание органическогомодификатора на 5% об.

Недостаточноеразрешениехроматографических пиковОСНОВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ(образование ионных пар)• Использовать органический модификатор
MeOH,10 мM гексансульфоновой кислоты,25–50 мM буферного раствора с pH 3• Подобрать долю MeOH, при которой 0,5 < k < 20Недостаточное разрешение хроматографических пиковНедостаточное разрешение хроматографических пиков

ЭТАП 1-ГЭТАП 4pH 6,0Увеличить или уменьшить процентное содержание органического модификатора на 5% об.

• Заменить функциональность привитой фазына Eclipse Plus Phenyl-Hexyl, Bonus-RP,Eclipse XDB-CN, SB-CN, SB-Aq• Вернуться к ЭТАПУ 1ЭТАП 1-Д• Заменить органический модификатор
другим (ацетонитрилом или ТГФ)• Довести до 0,5 < k < 20Недостаточное разрешение хроматографических пиков

ЭТАП 5ZORBAX Eclipse Plus C18 или C8• От 20 до 50 мМ буфера для доведенияpH до 7 (6–9)• T = 30 °C (от комнатной до 40 °C)• Подобрать долю MeOH, при которой 0,5 < k < 20Плохо удерживаемые кислые соединенияНедостаточное разрешение хроматографических пиковЭТАП 5-АЭТАП 6КИСЛЫЕ СОЕДИНЕНИЯ(образование ионных пар)• Использовать органический модификаторMeOH, 10 мM тетрабутиламмоний фосфата,25–50 мM буферного раствора с pH 7• Подобрать долю MeOH, при которой 0,5 < k < 20Увеличить или уменьшить процентное
содержание органического модификатора
на 5% об.
Недостаточное разрешение хроматографических пиков

ЭТАП 7pH 8,0• Заменить органический модификатор
другим (ацетонитрилом или ТГФ)• Довести до 0,5 < k < 20• Вернуться к ЭТАПУ 6Недостаточное разрешение хроматографических пиков

ЭТАП 5-БЭТАП 5-ВНедостаточное разрешение хроматографических пиковили

Кислые соединенияНедостаточное разрешение хроматографических пиков• Заменить органический модификатор
другим (MeOH или ТГФ)• Подобрать долю органическогомодификатора, при которой 0,5 < k < 20• Изменить температуру колонки, до 60 °C
для Eclipse и до 80–90 °C для Stablebond• Вернуться к ЭТАПУ 2ИЛИСредний pH 7,0Основные
соединенияПлохо удерживаемые соединенияУвеличить или уменьшить процентное содержание органическогомодификатора на 5% об.

Недостаточноеразрешениехроматографических пиковИзменять температуру в пределахрекомендуемого для привитой фазы диапазона

ЭТАП 8• Заменить функциональность привитойфазы на ZORBAX Eclipse Plus Phenyl-Hexyl
или Bonus-RP• Вернуться к ЭТАПУ 5Недостаточное разрешение хроматографических пиковНедостаточное разрешение хроматографических пиков

ЭТАП 5-Г• Заменить органический модификатор
другим (ацетонитрилом или ТГФ)• Довести до 0,5 < k < 20ЭТАП 9Высокий pH 9,0• ZORBAX Extend-C18• pH 10,5 (9–11,5); 5–20 мМ аммиакаили ТЭА, либо 10–50 мМ органическогоили боратного буфера
• T = 25 °C (от комнатной до 40 °C)• Подобрать долю MeOH, при которой0,5 < k < 20Недостаточное разрешение хроматографических пиковpH 10,0ЭТАП 10• Заменить органический модификатор другим(ацетонитрилом или ТГФ)• Довести до 0,5 < k < 20• Изменять температуру в пределах рекомендуемого для привитой фазы диапазонаpH 11,0Недостаточное разрешение хроматографических пиковНедостаточное разрешениехроматографических пиковПопробовать другой метод ВЭЖХpH 12,0Poroshell 120: высокая эффективностьи высокое разрешение присниженном гидродинамическомсопротивлении

Серия ZORBAX: высокоэффективныеколонки с прекрасной воспроизводимостьюрезультатов и стабильностью при длительной
эксплуатации, включая Eclipse Plus с особымпрививанием и блокированием остаточныхгрупп, обеспечивают пики чeткой формыZORBAX RRHD: 1,8 мкм, устойчивыпри давлении до 1200 бар, выпускаются
с Eclipse Plus и более чем с десятьюразличными видами сорбентовСвязаться с Agilent Technologiesпо тел. +7 495 797 3914

Информация, описания и технические характеристикимогут быть изменены без предварительного уведомления.
© Agilent Technologies, Inc., 2011 г.
Отпечатано в США, 7 ноября 2011 г.
5989-7282RU