TECHNICKÉ ÚDAJE
Xmatic Compact with vertical conveyor

Kapacita

Individuální vzorkyČ.

Držák vzorků

Průměr: 140 mm pro 250mm MD kotoučPrůměr: 160 mm pro 300mm MD kotouč

Vysokorychlostní rovinná
brusná stanicePrůměr-Rychlost-Odběr materiálu-Směr otáčení

-Recirkulační systém-Výkon motoru

Brusná a lešticí stanice MD

Pokračování (S1)-Průměr

250 mm nebo 300 mm

Rychlost otáčení

50–600 ot./min. (1 000 ot.min. při sušení kotoučeodstřeďováním)Směr otáčení

Ve směru hodinových ručiček

Výkon motoru

Pohyblivá deska provzorkyPohyblivá deska provzorky

Pokračování (S1)

1,5 k WDržák vzorkůPoužitelné pouze s držáky RFID štítků

Max. hmotnost

4 kg (8,8 lbs) vč. vzorků

Max. výška vzorku

40 mm (1,6")

Max. vyčnívání vzorku pod držákem

6 mm (0,2")

Síla

50–500 N v krocích po 10 NPřesnost síly+/-10 % do 100 N, +/-10 N při vyšších hodnotách

Rychlost otáčení
během procesu

50–300 ot./min., variabilní v krocích po 10během sušení

1 200 ot/minSměr otáčení

Proti směru hodinových ručiček, po směru hodinovýchručiček

Motor1,1 kWTočivý moment

7,3 Nm @ 150 ot./min.

Vertikální dopravník

Počet držáků vzorků8Výtah MDPočet MD povrchů8Čisticí stanice

Voda pod vysokým tlakem

40 barů (580 psi)

Alkohol a mýdloAno

TECHNICKÉ ÚDAJE
Xmatic Compact with vertical conveyor

FunkceOdběr materiálu

0,05 mm – 6 mm (0,002 – 0,2") na brusné a lešticí stanici
MDOrovnávání brusného kamene s vysokým úběrem-Orovnávání povrchů MD

Automaticky (diamantový hrot / tyč z oxidu hlinitého)

Automatické dávkování

7 čerpadel pro suspenze OP nebo DP
1 ejektor alkoholu pro čistící stanici
1 ejektor mýdla pro čistící stanici
Automatické čištění dávkovacích hadičekMožnostiSoftware a elektronika

Vysokorychlostní rovinná brusná stanice-Čištění ultrazvukem

AnoRecirkulace pro MD brousicí/lešticí stanici

AnoDotykový displej

KapacitníDisplej

LCD, 12,1" (1 280 x 800)Bezpečnostní
normy/směrnice/předpisy

Viz Prohlášení o shodě/Návod k použití.

REACH

Pro informace o REACH kontaktujte místní zastoupení
Struers.

Provozní prostředíOkolní teplotaBěhem provozu

5–40°C (41–104°F)Během přepravy-25°C –55°C (přeprava)-25°C –70°C (max. 24 hodin během přepravy)Přívod vody (voda zvodovodu)

Odvod odpadní vodyPřívod stlačeného vzduchu

Vlhkost35–85 % RV bez kondenzacePrůtokMin. 10 l/m (2,6 gmp)

Přívod vody, připojení

3/4"Tlak

2 - 9,9 baru (29 - 143 psi)Průměr50 mm (1,97")Výška výstupu

50 cm (19,7") nad podlahou

Max. vzdálenost k odtoku

600 cmSklon

Min. 8 %Tlak

6–9,9 baru (87–143 psi)PrůtokMin. 200 l/m (53 gpm)

Doporučená kvalitaTřída 3, jak je specifikováno v ISO 8573-1

TECHNICKÉ ÚDAJE
Xmatic Compact with vertical conveyor

Zdroj prouduNapětí/frekvence

220 V / 430 V +/-10 % (50/60Hz)

Vstup napájení

15 ANapájení
Jmenovité zatížení

1,5 KWNečinnost

195 W

ProudOdsávání

Rozměry a hmotnost

Kategorie bezpečnostního
obvodu / úroveň výkonu

Jmenovité

6A/4AMax.

15 A / 7,5 A

Proud, max. zatížení

4,6 A

Průměr

100 mm (2")

Doporučená kapacita

250 m³/h (8 830 ft³/h)Šířka

182 cm (71,7")

Hloubka

75 cm (29,5")

Výška

189 cm (74,4")Výška (s otevřeným krytem)

244 cm (96,0")

Hmotnost

730 kg (1 630 lb)SF-1
Nouzový vypínač

PL c, kategorie 1

SF-4
Funkce omezené rychlosti, rameno držáku vzorků

PL d, kategorie 3

SF-5
Blokování hlavního bezpečnostního krytu, nebezpečnépohyby

PL c, kategorie 1

SF-5A
Blokování hlavního bezpečnostního krytu, voda a ethanol

PL d, kategorie 3

SF-6
Blokování hlavního bezpečnostního krytu s blokovacímzařízením

PL a, kategorie B

SF-7
Zamykací zařízení dveří měniče MD

PL d, kategorie 3

SF-8
Zamykací zařízení dveří měniče MD

PL c, kategorie 1

SF-9
Blokování dveří vertikálního dopravníku

PL d, kategorie 3

Kategorie zastavení 0

Kategorie zastavení 0

Kategorie zastavení 0

Kategorie zastavení 0

Kategorie zastavení 0

Kategorie zastavení 0

Kategorie zastavení 0

Kategorie zastavení 0

TECHNICKÉ ÚDAJE
Xmatic Compact with vertical conveyor

SF-10
Blokování dveří recirkulační jednotky, stanice MD

PL b, kategorie 1

Hladina hluku

Vážená hladina akustického tlaku A u pracovních stanic

LpA = 64,4 dB(A) (naměřená hodnota). Nejistota K = 4 dB

Hladina hluku

Ekvivalentní hladina ultrazvukového akustického tlaku(ekvivalentní hladina ultrazvuku)

Lteq, T = 95,2 dB (naměřená hodnota). Nejistota K = 2 dB

- Ultrazvuk
Hladina hluku- Ultrazvuk

Kategorie zastavení 0Uvedené údaje jsou úrovně emisí a nemusí se nezbytně jednat o bezpečné pracovní úrovně. Ačkoli existuje souvislost
mezi úrovní emisí a expozicí, nelze je spolehlivě použít ke stanovení toho, jestli jsou zapotřebí další opatření. Mezi faktory,
které ovlivňují skutečnou úroveň expozice pracovníků, patří charakteristiky pracovního sálu, další zdroje hluku atd., tj.
počet strojů a další sousední procesy.
Povolená úroveň expozice se také může lišit v jednotlivých zemích. Tyto informace však umožní uživateli stroje lépeposoudit rizika a nebezpečí.

Úroveň vibrací

Deklarovaná emise vibrací

Není relevantní
Dokument č.: 16887750_A_cs
Datum vydání: 2022.09.15