現場透水量試験器
けい酸塩系表面含浸材の性能確認器材

現場での透水量試験を非破壊で行えます「無色透明な表面含浸材は性能確認・施工確認が難しい」「アルカリ度の確認だけでは性能確認にはならない」「コア抜きは避けたい」…そんな課題を解決します

実用新案第 3172025 号

存続期間満了NETIS：HK-120006-A（掲載終了技術）

LinackOSMO

株式会社リナックオズモ

けい酸塩系表面含浸材の性能確認・施工確認にお役立てください

現場透水量試験器（壁面用）

現場透水量試験器（水平面用）

製品概要
けい酸塩系表面含浸材の性能確認器材
現場での透水量試験を非破壊で行えます
現場での透水量試験は、信頼性の高い【けい酸塩系表面含浸材】の性能確認試験です。
施工前と施工後のコンクリートの透水量の差を比較することにより、施工現場で簡易に数値による性能確認試験ができます。
電源設備、コンプレッサー等の特殊な機材が必要なく簡単に正確な計測が可能です。
壁面用と水平面用の 2 種類あります。施工面に応じて使い分けください。
実用新案第 3172025号

存続期間満了日：2021年 9 月16 日

NETIS：HK-120006-A （掲載終了技術）

開発経緯
簡単に非破壊で可能な【けい酸塩系表面含浸材】の性能確認方法を目指して【けい酸塩系表面含浸材】には、無色透明なので性能確認・施工確認が難しい、pH 試験紙でのアルカリ度の確認だけでは性能確認にはならない、構造物を傷つけるのでコア抜きによる透水量試験は避けたいという課題がありました。
最終的に辿り着いたのが、現場での透水量試験です。（2011年実用新案登録）

土木学会「けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針（案）」「完工検査」
2012 年制定土木学会「けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針（案）」コンクリートライブラリー 137 号では「完工検査」の実施が発注者にあることが明記され、直接試験による性能確認が義務付けられました。性能確認試験は施工後 28 日以上経過した後するものとされました。現場から採取したコンクリートコアを試験体とする加圧透水試験ある
いは現場において実施する透水量試験を最も信頼性の高い方法として推奨しています。
【現場透水量試験器】は上記指針（案）に対応した製品です。施工前と施工後のコンクリートの透水量の差を比較することにより施工現場で簡易に数値による性能確認試験が可能です。電源設備、コンプレッサー等の特殊な機材が必要なく簡単に正確な計測が可能です。

特徴と注意事項
特徴
・土木学会規準 JSCE-K 572 透水量試験に準じています。（水頭高さ 250mm・口径 75mm）
・パイプ部分に目盛があり計測が容易です。
・水漏れがしにくい構造です。
・水を注入する際、試験器内部に空気が残りにくい構造です。
・器具を取外した跡が残りにくくなっています。

注意事項
・冬期間は外気温により接着剤の硬化が遅くなるため、採暖養生が必要です。
・器具の取付後、注水した水が凍ると爆裂する可能性があります。
・繰り返し使用しますと器具の変形により、器具取り付け後の漏水の可能性が高くなり、正確な計測が難しくなります。
器具は使い捨てをお願いします。
・測定期間は 1 週間を推奨していますが、3 日以上の測定期間であれば問題ありません。
・コンクリートの透水量は同時打設の場合であっても測定場所によって数値が大きく変動することがあります。
・【けい酸塩系表面含浸材】を施工した時の透水抑制率は、元のコンクリートの透水量によって変動します。
従いまして性能確認の絶対的な数値はございません。

透水量測定結果の絶対値について基準となるような絶対値はありません【けい酸塩系 表 面 含 浸 材 】 には、コンクリートの内部（表層部）を改質するという性質上、適用するコンクリートの性状の影響を大きく受けるため、改質効果の定量化が難しいという特徴があります。従いまして現場透水量測定結果の絶対値はございません。
表面引張強度試験、表面反発度試験、表面電気抵抗性試験、表層透気試験、加圧透水性試験（コンクリートのコア抜きは必要）も上記理由により絶対値はございません。

性能確認事例【試験場所】
工事名：東北中央自動車道

栗子トンネル（山形側）工事

立会者：三井住友建設株式会社【配合】
セメント：高炉スラグ B 種
設計条件：普通241820

空気量＝4.5％【試験期間】
2011 年 5 月 20 日〜 5 月 27 日 塗布前計測
2011 年 6 月 13 日〜 6 月 21 日【 L-OSMO 反応型 SG 】施工〜養生（約 1 週間）
2011 年 6 月 22 日〜 6 月 29 日【 L-OSMO 反応型 SG 】施工後計測【表面含浸材】
L-OSMO 反応型 SG：反応型けい酸塩混合型コンクリート表面含浸材

L-OSMO 反応型

配合表

単位量（㎏ /m3）

水セメント比（%）

混和剤（㎏ /m₃ ）

細骨材率（%）

W

C

S1-①

S-②

G-①G-②Ad

52.6

2047.4175313492328557

3713.33

L側

塗布前

トンネル内

R側

透水量測定結果（1 週間）

塗布前

反応型 SGR11401986R2901188R332294R42145276

R51724474R62694882

平均1532981

塗布後

塗布前

反応型 SG140120110806040200024487296120 144 168

経過時間（h）

180

塗布前

反応型 SG

抑制率（%）

L11445065

L21402483

L3751383

L4991585

L5821582

L6401191786

平均20110

22800

測定箇所

L側

160

透水量測定結果（1 週間）

透水量（mL）

塗布後

180

透水量（ML）

透水量（mL）

抑制率（%）

測定箇所

L側

塗布前

塗布前

160

反応型 SG140
透水量（ML）

R側

R側

12011080600244872 96 120 144 168
経過時間（h）

施工
けい酸塩系表面含浸材の施工前と施工後、各３カ所に試験器を貼付け、注水（水道水）し透水量を計測します施工前と施工後と比較するだけの簡単な方法です。施工前と施工後は同一箇所で試験をお願いします
工程 1.

計測箇所選定・清掃

接着面が乾燥しているしていることを確認してください。（雨天の場合は施工をおやめください）
試験器を接着する箇所を選定し、周辺の汚れをブラッシングにより清掃、ウエス等で拭き取ります。
※選定する際、欠陥箇所（ひび割れ、あばた、骨材露出）のない表面を選定してください。

工程 2.

剥離剤塗布
（試験終了後、器材を剥がしやすくします）

型紙（製品に付属しています）を使用し接着剤が付着する面に下地処理材（剥離剤）を塗布します。
※推奨剥離剤：はくりプライマー（コニシボンド）

工程 3.

接着剤を試験器に塗布・試験器接着

試験器のつば部分に接着剤を適量塗布し、剥離剤が乾燥していることを確認してから試験器を接着します。
（1 〜 2 分程度押さえつける）
接着剤が内側にはみ出さないようにしてください。
※推奨接着剤：はくりシール ONE（コニシボンド）※接着剤は 2m m 弱の厚さで均等に塗ってください。接着する面には段差がついています。
※接着剤が試験器の穴から溢れだすことを確認し、均一に接着するようしっかりと押さえつけてください。

工程 4.

注水・試験開始

接着剤が固化してから注水を開始します。
漏水がないか確認してください。漏水している場合は接着不良により試験器落下の可能性があるため、別の試験箇所で再度接着を行うか、接着剤を除去してから同一箇所に接着してください。
スポイトで目盛を微調整してください。
注水口にパラフィルムまたはラップ等でキャップをしてください。

工程 5.

測定

器具貼付け 1 週間後に透水量を測定します。（測定中に透水量が多い場合には追加で注水し、透水量に合算してください。）

工程 6.

試験終了

試験終了後、接着面にスクレーパー等をさし入れ、ゆっくりと剥がしてください。
接着剤をきれいに除去し、ブラシで水洗い洗浄してください。
※水平面用も同様の手順となります。
※ホームページに動画も用意しております。

購入方法

製品荷姿

販売代理店にお問い合わせください。

6 本 1 セットです。

工業会はありません。

型紙は各セットに 2 枚入っております。

どなたでも【現場透水量試験器】をご購入いただけます。

製造元

お問い合わせLinackOSMO

株式会社リナックオズモ〒530 - 0044
大阪市北区東天満 2 丁目 8 番1 号若杉センタービル別館 6F
TEL 06-6358-6321 FAX 06-6358-6320