III.人工呼吸器の性能比較

E.換気バックアップ機能
人工呼吸器

モード名

監視項目

安定化の手法自動復帰条件分時換気量の維持

その他

ART-1500
N/A
ART-2000
ABU
無呼吸15秒
CMV,10bpmで換気する
患者トリガーの検出
ART-1000
ABU
無呼吸15秒
CMV,10bpmで換気する
患者トリガーの検出
ART-21
ABU
無呼吸30秒
CMV,5bpmで換気する
患者トリガーの検出
EVW-1800(WEANY) N/A
CLV-50N/A
CLV-70N/A
CLV-90ABU
無呼吸30秒
CMV,10回で換気、その後、元のモードに復帰患者トリガーの検出
MMR-2000
ABU
無呼吸(設定時間)
SIMV,12bpmで換気する
患者トリガー後の換気で80ml以上の呼気ガスを検出
BEAR-2
N/A
BEAR-3
N/A
BEAR-5
AMV
呼気分時換気量SIMV回数が分時換気量を維持するのに必要な回数まで増加する
呼気分時換気量が設定値+10% or 1 lpmのいずれかを超える+
BEAR-1000
SIMV+EMMV
呼気分時換気量SIMV回数が分時換気量を維持するのに必要な回数まで増加する
呼気分時換気量が設定値+10% or 1 lpmのいずれかを超える+
Bennett PR-2
N/A
Bennett MA-1
N/A
Bennett MA-2
ABU
無呼吸20秒
CMVモードに切り替わる
自動復帰しない
PB 7200ae
ABU
無呼吸20秒
あらかじめ設定した条件のCMVに切り替わる
患者トリガーを連続して2回検出する
PB 740ABU
無呼吸20秒
あらかじめ設定した条件のCMVに切り替わる
患者トリガーを連続して2回検出する
PB 840ABU
無呼吸20秒
あらかじめ設定した条件のCMVに切り替わる
患者トリガーを連続して2回検出する
Bird mark7,mark8 N/A
IMV Bird
N/A
6400ST
N/A
8400STi
ABU
無呼吸(設定時間)
あらかじめ設定した回数のSIMVに切り替わる
自発呼吸を2回連続して検出し、その呼気換気量が設定1回換気量の50%以上
T-BirdABU
無呼吸(設定時間)
あらかじめ設定した回数のSIMVに切り替わる
自発呼吸を2回連続して検出し、その呼気換気量が設定1回換気量の50%以上
Vela
Avea
Evita XL
EVT-4000と同じ
EVT-4000
ABU
無呼吸(設定時間)
IPPV(=CMV)モードに切り替わる
自動復帰しない
EVT-2000
or EMMV
吸気分時換気量,無呼吸 分時換気量が設定値以下になるとSIMVが開始する
分時換気量を達成するとASB/CPAPに戻る+ 無呼吸15秒で強制的にSIMVが開始する
EVT-1000
EVT-4000,2000と同じ
EVT-880
N/A
EVT-800
N/A
Microvent
N/A
Engstrom 300
N/A
Engstrom 2000
N/A
Erica
EMMV
吸気分時換気量
分時換気量が設定値以下になるとCMVが開始する
分時換気量が達成されると強制換気は停止する+ CMVは自発呼吸に同期しない
Elvira
EMMV吸気分時換気量
分時換気量が設定値以下になるとCMVが開始する
分時換気量が達成されると強制換気は停止する+ CMVは自発呼吸に同期しない
Amadeus
MMV,ABU
吸気分時換気量
分時換気量を維持するようにPSVレベルを自動調節する。無呼吸15秒でSIMV(15bpm以上の回数)に切り替わる。自動復帰しない+VeolaMMV+SBSP
吸気分時換気量,無呼吸
PSVレベルの自動調節機能+無呼吸15秒や分時換気量が -1 lpm以下になるとPSVモードならSIMVに,SIMVモードならCMVに切り替わる。自動復帰しない+Galileo
ASV
吸気分時換気量
Otisの式に基づいて呼吸仕事量が最少になる換気回数と１回換気量を自動設定していく+
CV-2000
N/A
CV-3000
N/A
CV-4000
ABU
無呼吸15秒
CMV,12bpmが開始する
患者トリガーの検出
CV-5000
ABU
無呼吸15秒
CMV or PCV,10bpmが開始する
患者トリガーの検出
AdultStarABU
無呼吸(設定時間)
CMV or PCV(設定換気回数)が開始する
自発呼吸を連続して3回検出
KV-3,KV-3N
N/A
KV-5
ABU
無呼吸15秒で強制換気1回入れる。無呼吸30秒でもう一度強制換気を1回入れる。この間に2回以上連続して自発呼吸がなければSIMV,16bpmになる。2回以上あれば元のモードになる。E-100ｓ
N/A
E-150
N/A
E-200
N/A
e500
ABU
無呼吸
無呼吸で設定した条件で換気される
患者トリガーの検出
CPU-1
EMMV
呼気分時換気量
分時換気量が安定するように呼気時間が+/-12.5% or 25%増減する。低換気でSIMVに切り替わる。自動復帰しない。
+
AdventEMMV
呼気分時換気量
分時換気量が安定するように呼気時間が+/-12.5% or 25%増減する。低換気でSIMVに切り替わる。自動復帰しない。
+
Servo 900
N/A
Servo 900 B
N/A
Servo 900 c
N/A
Servo 300,300AAutoMode,ABU 無呼吸(12,8,5秒)
無呼吸時Support modeからControl modeへ切り替わる
連続して2回トリガーするとSupport modeに復帰する+ AutoMode(-)時にはVSがPRVCに移行する
Servo iAutoMode,ABU 無呼吸(12,8,5秒)
無呼吸時Support modeからControl modeへ切り替わる
連続して2回トリガーするとSupport modeに復帰する+ AutoMode(-)時にはVSがPRVCに移行する
Servo sABU
無呼吸
無呼吸で設定した条件で換気される
アラーム消音Bear Cub 750
N/A
Bear Cub BP2001 ABU
無呼吸(CEM使用時)
バックアップ換気を1-3回与える
BabyLog 8000
N/A
BabyLog 8000 HFO N/AInfant Star
N/A
Humming II
N/AHumming V
N/A
Caliope
N/A
R100
ABU
無呼吸
無呼吸で設定した条件で換気
はちどり３
N/ANeoBeat
N/A
SLE NewBorn 250 N/A
SLE 2000
N/A
SLE 2000+HFO
N/A
SLE 5000
ABU
無呼吸
無呼吸でPCV,PRVCで換気
V.I.P BIRD
N/ABabyBird
N/A
BabyBird 2
N/A
Sechrist IV-100B N/A
Millennium
ABU
無呼吸
無呼吸で設定条件で換気
CV-200N/A
ICV-60N/A
ﾄｰｲﾂ PB-900
N/A
ARF900E
N/A
ARF1500
N/A
Ve-1
ABU
無呼吸20秒
SIMV,12bpm
患者トリガーの検出
Bear 33
N/A
Companion 2801
ABU
無呼吸45秒
CMV,12bpm(SIMV,8bpm以下の設定時のみ作動する)
患者トリガーを10秒以内に2回検出
Quantum PSV
OxyLog 2000
N/A
LP6 plus, LP 10 N/A
KSV 1aN/A
PLV-100, 102
N/APuppy-2
N/A
paraPAC 2D
N/A
ventiPAC
N/A
babyPAC
N/A
AVIAN
ABU
Nuffield 200
N/A
NightStar 335
S/T
自発呼吸がなければTime cycleで吸気が開始する
BiPAP
S/T
自発呼吸がなければTime cycleで吸気が開始する
BiPAP Vision
S/T
自発呼吸がなければTime cycleで吸気が開始する
On'yx
S/T
自発呼吸がなければTime cycleで吸気が開始する
On'yx, plus
S/T
自発呼吸がなければTime cycleで吸気が開始する
Mera HFO-AE 20
N/A
Mera HFOJV-AS-25 N/A
VS-150S
N/A
OKT-100
N/A
iVent201
ABU
無呼吸
無呼吸で設定条件で換気
Legend Air
ABU
無呼吸
無呼吸で設定条件で換気
miniVent3
N/A
Helia
ABU
無呼吸
無呼吸で設定条件で換気
LTV1000
ABU無呼吸無呼吸で設定条件で換気-