使いやすさを向上し稼動時間を増加

InfinityLab クイックチェンジインラインフィルタ

簡単操作

カラム寿命を最大化

工具は必要ありません。てカラムフリットが徐々に詰まり、圧力が上昇すると、LC カラムが損傷してカラム寿命が短くなりまフィルタディスクを手締めで交換できます。
カチッと鳴るまで回したら、取り付け完了です。

フィルタが密封され、1300 bar までの圧力に対応できる最適なシールが実現します。

溶媒、サンプル、摩耗した部品など、粒子は流路のあらゆる場所から発生します。これらの粒子によっす。Agilent InfinityLab クイックチェンジインラインフィルタは、カラムへの到達前に粒子を捕捉します。
カラムを保護することで、カラム寿命を延 ばし、結果的にサンプルあたりのコストを削減できます。

運用コストを削減

フィルタハウジングの 優 れた 堅牢性 により、100 回のフィルタディスク交換後 も性能 は 変わりません。

カラムの詰まりを防止

粒子に起因する圧力の上昇やカラムの損傷を防 ぎます。フィルタディスクの 交換 もすばやく簡単に行えます。

Agilent InfinityLab クイックチェンジインラインフィルタ

圧力

フィルタディスク交換システムが初期背圧に復帰
注入回数

図 1. 加速寿命試験におけるインラインフィルタの粒子捕捉状況

使いやすい高効率のフィルタディスク
幅広い寸法とポアサイズ

内径 2.1 ～ 4.6 mm のフィルタディスクをさまざまなポアサイズでご用意しています。フィルタハウジングは、全タイプのフィルタディスクに共通です。

汚染を防ぐタッチレスパッケージ

手で触れることなくフィルタディスクをフィルタハウジングに挿入できる独自設計のパッケージにより、汚染を防ぎます。

フィルタディスクをその場で交換交換のためにインラインフィルタをシステムから取り外す必要はありません。

InfinityLab ファミリー

Agilent InfinityLab クイックチェンジイ

ンラインフィルタは InfinityLab ファミリーの製品です。InfinityLab ファミリーの LC 機器、カラム、消耗品は、シームレスに連携して最大限 の性能 を発揮するように 最適化 されています。Agilent

2.1 mm

2.1 mm

4.6 mm

4.6 mm

4.6 mm

0.2 µm

0.5 µm

0.2 µm

0.5 µm

2.0 µm

図 2. フィルタディスクの寸法とポアサイズ

図 3. フィルタディスクのタッチレスパッケージ

図 4. 手で触れることなくフィルタディスクをフィルタハウジングに挿入

OpenLab ソフトウェアおよび Agilent

CrossLab サービスをあわせてご利用いただくことで、包括的なサポートが提供され、日々の生産性 をさらに高 めることができます。

コストを大幅に削減して経済価値を向上

高価なカラムを保護することで、運用コストを削減できます。堅牢なフィルタハウジングにより、100 回のフィルタディスク交換後も性能が変わらず維持されます。また、最適なシールを音で確認できるため、トラブルシューティングや再分析につながる締め過ぎまたは締め不足の心配がありません。

カラムの詰まりが減少
寿命が延長

再分析
フィルタディスクのオペレータの時間**

コスト

交換時間を短縮

経済価値

トラブルシューティング

再分析
トラブルシューティング
オペレータの時間**

部品コスト*

標準的なインラインフィルタ

使用可能標準的なインラインフィルタでは数回のみオペレータの時間**

部品コスト*

インラインフィルタなし

100 回の交換後も再分析
トラブルシューティング

部品コスト*
InﬁnityLab クイックチェンジ
インラインフィルタ* インラインフィルタ、フィルタディスク、およびカラムにかかる部品コスト** フィルタディスクまたはカラムの交換にオペレータが費やす時間

堅牢なフィルタハウジングによりフィルタディスクの交換後も一貫した性能を実現

Naphthalene Plates (normalized)

120
1008060402000204060
Number of Installations

図 5. 100 回のフィルタディスク交換後も安定した理論段数を維持

80100120

リークや締め過ぎのリスクなし、トラブルシューティングの負担が軽減

製品情報
部品番号

インラインフィルタアセンブリ

液体クロマトグラフィー
ワークフローの効率を最大化（内径 2.1 mm、ポアサイズ 0.2 µm のフィルタディスク 5 個を含む）、効率が高まります。

UHPLC 用 InfinityLab クイックチェンジインラインフィルタアセンブリ

5067-1603

90 mm フレキシブルキャピラリー付き

HPLC 用 InfinityLab クイックチェンジフィルタアセンブリ

5067-1602（内径 4.6 mm、ポアサイズ 0.5 µm のフィルタディスク 5 個を含む）、

90 mm フレキシブルキャピラリー付き

フィルタディスク

フィルタディスク、内径 2.1 mm、ポアサイズ 0.2 µm、5 個

5067-1610

フィルタディスク、内径 2.1 mm、ポアサイズ 0.5 µm、5 個

5067-1611

フィルタディスク、内径 4.6 mm、ポアサイズ 0.2 µm、5 個

5067-1612

フィルタディスク、内径 4.6 mm、ポアサイズ 0.5 µm、5 個

5067-1613

フィルタディスク、内径 4.6 mm、ポアサイズ 2.0 µm、5 個

5067-1614

交換用キャピラリー

5023-3344

キャピラリー、ステンレス、内径 0.12 mm、長さ 90 mm、エクストラロングフィッティング x 2、5023-3343

キャピラリー、ステンレス、内径 0.17 mm、長さ 90 mm、エクストラロングフィッティング x 2、一方の末端は固定済み、もう一方の末端は未固定、UHPLC 用インラインフィルタ用
一方の末端は固定済み、もう一方の末端は未固定、HPLC 用インラインフィルタ用

1234

1. キャピラリー、ステンレス、長さ 90 mm
2. フィルタハウジング（2 個の部品で構成）
3. 未固定のキャピラリー末端用フィッティング
4. タッチレスパッケージ内のフィルタディスク、5 個
図 6. InfinityLab クイックチェンジインラインフィルタアセンブリ

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。

本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2021
Printed in Japan, January 27, 2021
5994-3028JAJP
DE44222.5666087963

次 の 製品 を用 いることで LC ワークフローの– lnﬁnityLab Poroshell 120 カラム– InﬁnityLab クイックコネクトフィッティン
グおよびクイックターンフィッティング– InﬁnityLab 溶媒ボトル– スマートな InﬁnityLab 消耗品– lnﬁnityLab キット– InﬁnityLab フレックスベンチファミリー

InfinityLab LC 消耗品カタログでは、必要なLC 消耗品が簡単に見つかります。