電子野帳プログラム

目次

プログラム起動（使用上の注意）

・・・・・・・・・・・・・ ３

現場設定

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

GNSS設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

観測設定

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６

観測オプション設定

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７

固定局・移動局初期化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８
観測 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２
路線設置～路線データ作成～

・・・・・・・・・・・・・ １５

路線設置～測設誘導～

・・・・・・・・・・・・・ １８

トラバー点設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１
中心杭離れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２

横断観測・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４

ﾃﾞｰﾀ出力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７

終了処理

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８

プログラム起動（使用上の注意）
注意※1．SHC250は本体の電源OFFの状態でもメインバッテリーを消費しています。
ご使用する前には十分な充電をお願いします。
※2．SHC250本体の電源を落とす場合は、アプリケーションソフトを終了させて下さい。
※3．万一フリーズしてしまったばあいは本体のとの右斜め上を画面が消えるまで押し続けて下さい。しばらくするとソフトリセットが行われ通常のWindows画面が起動します。

SHC250の電源を入れる。

Windowsのスタートをタップする

SDR8シビルマスターを起動する。

3

現場設定
現在選択されている現場名が表示されています。

①現場管理をタップする③この位置でダブルタップするとキーボードが起動します。

現在選択されている現場は水色で表示されています。

②新規をタップする④現場名を入力後[ENT]を押す。
4

GNSS設定
設定

移動局アンテナタイプ選択

GNSS設定固定局アンテナタイプ選択

固定局受信機選択

移動局受信機選択✔入れ、OK

5

観測設定

座標系 選択RTK処理 選択座標系
青森・岩手・秋田・山形・宮城：10系
福島：9系

アンテナ高計測位置選択

OK6

観測オプション設定
観測時のオプション設定が可能
デモ時、変更した方が良い項目：観測-観測回数
その他の項目はデフォルトのままで良い。
観測設定を選択

観測オプションを選択

観測-観測回数を選択

デフォルト：10回
デモ時：3回程度で良い
7

固定局・移動局初期化

まずは、固定局の初期化を行う。
移動局の初期化はその後に行う。

固定局の機械番号を選択する

固定局・移動局初期化
固定局の受信機・ｱﾝﾃﾅの機種、座標系の確認を行い「OK」を押す。

固定局の座標が任意の場合固定局の座標を入力・引用ができないため、単独測位値を使用するため、「有効」を押す。

「単独測位値使用」にﾁｪｯｸする。

固定局のアンテナ高設定画面が表示「YES」を押す。

アンテナ高を入力＊「有効」を選択したことにより、「単独測位値使用」が選択できた。
1.500

固定局の初期化中

固定局初期化が終了した。
その後、移動局初期化をするため、「移動局に切替」を選択する。

固定局・移動局初期化
これから移動局の初期化を行う。

過去の検索した機器が表示される。
新規の場合は一覧表に移動局側の機器が表示されないため「検索」を押す。

Bluetooth機器を検索中

移動局の受信機・ｱﾝﾃﾅの機種、座標系の確認を行い「OK」を押す。

移動局のアンテナ高を入力する
ため、○の箇所をｸﾘｯｸする。

移動局のアンテナ高を入力して、「ENT」を押す

2.000

過去に接続した機器が表示される。新規の場合は「情報を更新する」を押す。

固定局・移動局初期化
固定局を検索中先ほど、設定した固定局が表示される。選択して「OK」を押す。

移動局初期化画面が表示

固定局と接続した後に、移動局の初期化を行う。（自動的に行う）

移動局の初期化が完了した。
「OK」を押す。

続いて、各種の観測を行うため「戻る」を押す。

観測

観測メニュー画面（1頁目）が表示される。
まずは、新点観測を実施するため、「 」を押す。

観測メニュー画面の2頁目が表示される。「観測」を押す。

「FIX」状態であることを確認した後に、「観測開始」を押す。

2.000「FIX」であることを確認する。
「FLOAT」の場合は、観測をすることが出来ない。上空視界等の観測環境を改良する。（PDOP,RMS値を参照）「観測レコードバー」がカウントアップする。

衛星情報を確認したい場合は「衛星情報」を押す。

2.000

2.000

捕捉している衛星情報が表示される。

観測
観測
観測が完了した。
観測データ（座標）を登録する
ため、点名を入力する。○箇所をｸﾘｯｸする。

再度、観測したい場合は「キャンセル」を押す。
前の画面に戻り、再度「観測開始」を押して観測を実施することが出来る。

1点目のデータが記録（登録）された。

点名を入力して、「ENT」を押す。

「登録」を押す。

観測＊2点目の観測位置は、路線の終点をすることを考慮して、最短でも1点目から5m以上離れた位置がベター観測画面が表示さる。
引き続き、2点目の観測を行う。
操作方法は上記と同じ。
2.000

2点目の記録が出来た。

2.000

観測を終了するため、「戻る」を押す。

2.000

観測メニュ―画面（1頁目）が表示される。

路線設置～路線データ作成～
路線設置、中心杭離れ観測、横断観測を実施するため先ほど観測した2点を使って路線ﾃﾞｰﾀ(直線）を作成する。

初期メニュー画面が表示される。
路線データを入力するため。
「データ入力」を押す。

「始点杭」を押す。

路線の基本的な設定を行う。

「スパン」の20mを変更する。

「スパン」以外は初期値でOK。
「OK」を押す。

【初期設定値】
・NO杭名：「NO.」・始点番号：「０」・追加距離：「0.000」
・スパン：「20.000」
・始点ﾌﾟﾗｽ杭：「0.000」
・IP点数：「2」初期値の20mだと、管理断面を複数作成することが出来ない。前観測で記録した1.2点目の距離にもよるが2~3mを推奨。

路線設置～路線データ作成～
始点杭（路線の基本設定）を登録する。今回はスパン値を変更している。
「YES」を押す。

続いて、IP点を入力する。
「YES」を押す。

「座標による入力」を押す。

まずは、1点目のIP点（始点）を設定するため、「座標検索」を押す。

先ほど記録した2点が表示される。このうち、始点とする「T01」をｸﾘｯｸして「選択」を押す。

「T01」の座標が表示される。
2点目のIP点（EP）を選択する
ため「次点」を押す。

まずは、2点目のIP点（EP）を設定するため、「座標検索」を押す。

先ほど記録した2点が表示される。このうち、EPとする「T02」をｸﾘｯｸして「選択」を押す。

「T02」の座標が表示される。
「OK」を押す。

路線設置～路線データ作成～「OK」を押す。
＊IP点が2点の場合は、直線となる。

2点のIP点を登録するため「YES」を押す。

作成した路線 概要図
中心
T02（EP）
1.099№ 5+1.099

2.000№52.000№42.000№32.000№22.000№1T01(始点）№0

データ入力画面が表示される。
「戻る」を押す。

路線設置～測設誘導～
路線上の任意の位置を杭打ちできる。
ここでは、№1+1,000 L1,000の位置を杭打ちする。
路線設置 概要図
中心T02（EP）
1.099№ 5+1.099

2.000№52.000№42.000№31.0001.0001.000№ 1+1,000

2.000№1T01(始点）「路線設置」を押す。

№2№0

先ほど設定した路線が表示される。

路線設置～測設誘導～
管理断面を選択する。
「№1」を選択する。
路線杭名欄に「№１」と表示される。

ﾌﾟﾗｽ杭の入力範囲を設定する。
スパンを2mとしていたので0~2mの値を入力できる。
ここでは、「1.000」入力する。

路線杭名欄に「№１＋1000」と表示される。

＊スパン：20mの場合は0~20m内で入力可能となる。

「ﾌﾟﾗｽ杭」を押す。

幅杭を選択する。
まず、左右を選択する。
ここでは、「左」にﾁｪｯｸを入れる。

次に、センターからの離れ値を入力する。
ここをｸﾘｯｸする。

標高を入力する。
標高値を入力後に「ENT」を押す。

「№1＋1,000 L1,000」の座標が計算される。
「OK」を押す。

路線設置～測設誘導～「№1＋1,000 L1,000」への誘導が始まる。

数値と方向を見ながら移動する。

FIX状態を確認する。

杭打ちが完了したら、「戻る」を押す。

別のﾎﾟｲﾝﾄを杭打ちする場合は同じ方法で設定する。

路線設置を終了するには、「キャンセル」を押す。

杭打ちﾎﾟｲﾝﾄに近づくとｸﾞﾗﾌｨｯｸ画面が変わる。
十字線交点を目指して移動する。

トラバー点設置
ﾄﾗﾊﾞｰ設置と路線設置の違い
・ﾄﾗﾊﾞｰ点設置：予め、座標ﾃﾞｰﾀを入力する必要があり、入力済みの点の設置（杭打ち）が出来る。
・路線設置：予め、路線ﾃﾞｰﾀを入力する必要があり、その場で幅杭設置が出来る。
「ﾄﾗﾊﾞｰｽ点設置」を押す。

「座標検索」を押す。

予め、入力していた座標（ﾄﾗﾊﾞｰｽ点）が表示される。
ここでは、「T01」を選択する。

誘導方法は、前記の「路線設置」時と同じ。（記載を省略）

中心杭離れ「中心杭離れ観測」を押す。

路線上の任意点にて観測を行う。「観測」を押す。

「観測開始」を押す。

2.000

観測中2.000

観測結果が表示される。
この点は、路線上の「№3＋0.550 L0.398」と分かる。（標高：48.145m）

点名を入力して登録する。

中心杭離れここでは、点名を「P01｝と入力して登録する。

「座標ﾌｧｲﾙにも登録する」にﾁｪｯｸを入れて「OK」を押す。
P01が登録出来た。

中心杭離れ観測を終了する
場合は、「戻る」を押す。
引き続き観測する場合は、「観測」を押す。

中心杭離れ観測 概要図「№3＋0.550 L0.398」
中心T02（EP）
1.099№ 5+1.099

2.000№50.5501.450№40.398№31.000

2.000№22.000№1T01(始点）№0№ 3+0.550

横断観測
横断観測 概要図「№2＋1,000」の横断観測
中心T02（EP）
1.099№ 5+1.099

2.000№52.000№41.000
1.000№3№ 2+1.000№22.000№1T01(始点）「横断観測」を押す。

管理断面を選択する。

ここでは「№2」を選択して「ﾌﾟﾗｽ杭」を押す。

横断観測
断面名「№2＋1,000」と表示された。「選択」を押す。

「観測」を押す。

選択した横断面までの距離と方向が表示される「観測」を押す。

断面のｾﾝﾀｰからの離れが表示さる

選択した横断面名が表示される

観測結果が表示される。
点名：№2＋1,000 R001

「観測開始」を押す。
1点目の横断観測を開始する。

管理断面名
ｾﾝﾀｰからR（右側）の1点目を記録

2.000

2.000

「終了」を押す。
1点目の横断観測が記録された。

横断観測
断面からの離れを確認しながら2点目の変化点（観測ポイント）へ移動する。

2点目の観測を行う。
「観測」を押す。

「観測開始」を押す。

2.000

観測結果が表示される。
点名：№2＋1,000 L001

3点目の観測を行う。
「観測」を押す。

「観測開始」を押す。

管理断面名
ｾﾝﾀｰからL（左側）の1点目を記録
2.000「終了」を押す。
2点目の横断観測が記録された。

観測結果が表示される。
点名：№2＋1,000 R002
管理断面名
ｾﾝﾀｰからR（右側）の2点目を記録「終了」を押す。
3点目の横断観測が記録された。

観測結果が表示される

ﾃﾞｰﾀ出力○横断観測データ＊横断観測の記録データは2種類のﾌｫｰﾏｯﾄで出力が可能。
その1）CSV出力（1行名は追記）
点名
NO.2+1.000L001
NO.2+1.000R001
NO.2+1.000R002

X-192715-192716-192716

Y5981.546
5980.375
5978.426

その2）横断SIMA出力
標高48.15648.16248.111

G00,02,GSX2,I00,,GSX2,I01,NO.2+1.000,5.0000,48.1620,48.1620,
I02,,-1.2260,48.1560,
I02,,0.0030,48.1620,
I02,,2.0970,48.1110,
I99,○中心杭離れ観測データ
CSV出力（1.3行目は追記）
ｾﾝﾀｰからの離れ値
XY*1-0.398-192717.029 5981.289
P01NO.3+0.550*1 符号が＋の場合はR（右）、符号が－の場合はL（左） を意味する。
点名

断面名

標高48.14527

終了処理
観測を終了する際には、固定局と移動局の終了作業を行う。
「観測開始」を押す。

まずは、固定局を終了するため、「固定局観測終了」を押す。

「YES」を押す。

Bluetooth検索中

固定局側を選択する。

「OK」を押して、固定局受信機の電源ボタンを長押しして電源をOFFにする。

続いて、移動局を終了するため、「移動局観測終了」を押す。

「YES」を押す。

終了処理
Bluetooth検索中移動局側を選択する。

「OK」を押して、移動局受信機の電源ボタンを長押しして電源をOFFにする。

固定局と移動局の観測終了が完了した。「戻る」を押す。

「戻る」を押す。

「終了」を押す。

「はい」を押す。

SDR8ｼﾋﾞﾙﾏｽﾀｰを終了できた。
SHC250の電源ボタンを長押しして電源をOFFにする。

Ｍｅｍｏ30