FTIR 分析を簡単に
Agilent MicroLab ソフトウェア

MicroLab ソフトウェア

フーリエ 変 換 赤 外 分 光 法（FTIR）は、 サンプル 中 の原材料の同定および成分の定量向けの高速かつ簡単で信頼性の高い手法です。

2

アジレントは、フィールドアプリケーション向けの柔軟性の高いハンドヘルド FTIR および堅牢でポータブルな FTIR アナライザから、ルーチン試験や最先端の研究向けの信頼性の高いベンチトップ FTIR 機器に至るまでの幅広い FTIR 機器を提供しています。Agilent FTIR

分光光度計の独自性の 1 つとして、付属するソフトウェアパッケージまたはインタフェースが挙げられます。Agilent MicroLab ソフトウェアを使用することにより、すべてのレベルのユーザーが、不明な原材料の同定や特性解析から、詳細な定量分析に至るまでのルーチンアプリケーションを実行できます。

Cary 630 FTIR

4500 Portable FTIR

5500 Compact FTIR
モバイル FTIR

MicroLab ソフトウェアの機能
画像付きの段階的な説明と直感的に操作できるソフトウェア設計により、ワークフロー全体を簡単に実行でき、トレーニングやユーザーのミスを減らすことができます。

4300 ハンドヘルド FTIR

定量アプリケーションの開発のモデル化に役立つ
高速でシンプルなソフトウェア：

MicroLab Quant ソフトウェアは、定量モデル構築の各ステップであらゆるレベルのユーザーを支援し、モデル最適化のためのフィードバックを迅速に提供します。

MicroLab では、接続されている機器とサンプリングモジュールが自動的に認識されます。

適正 なパラメータが 直接適用 され、関連画像が 表示 されます。メソッドごとに 使用可能 なモジュールを定義できます。

ルーチンワークフローのデータ解析の疑問点を関連するすべての結果を報告：

MicroLab には、事前に定義およびカスタマイズされたレポートテンプレートが組み込まれています。分析結果 が一貫した形式で自動的 に報告されるため、関連する詳細情報をすぐに確認できます。

解消：データ採取後に、実用的な結果が色付きで表示されるため、解析が容易です。

3

MicroLab ソフトウェアパッケージ

MicroLab ソフトウェアをできるだけ 簡単 に使用するために、MicroLab ソフトウェアスイートには、目の前の作業専用に設計された 4 種類の個別のアプリケーションが含まれています。

MicroLab PC

事前定義 されたメソッドを使用してデータを採取して解析するためのメソッド主導型ソフトウェアです。

MicroLab Lite

FTIR データのオフラインでの確認および解析に使用できます。

オプションの Agilent MicroLab Expert ソフトウェアは、高度なデータ処理、視覚化、および解析ツールが必要な場合に最適です。

MicroLab Quant

定量モデルのシンプルで簡単 な 開発 と検証 に 使用 できます。

稼動時適格性評価（OQ）の 自動化ソフトウェアであり、機器性能の定期的な検証に使用できます。

Agilent MicroLab Pharma ソフトウェアは、ユーザー権限と電子記録の安全な保管の管理に使用できる追加のソフトウェアソリューションです。また、U.S FDA 21 CFR Part 11、EU Annex 11、

および国内の電子記録に関する類似の規則で定義されているコンプライアンスを促進します。

4MicroLab OQMicroLab PC およびMicroLab Lite によるデータ解析

ソフトウェアのメソッドタイプ

MicroLab ソフトウェアは、メソッドベースのアプローチに従っています。メソッドを設定すると、システムはすぐに導入して稼働できるようになります。

3 種類の異なるメソッドタイプにより、最も重要な分析課題に対応します。
同定

定量

スペクトル分析5

MicroLab PC および MicroLab Lite1

分析を開始する

ワンクリックで画像ガイド付きのワークフローが開始でき、分析のすべてのステップに移動できます。使用中の機器とサンプリングインタフェースをソフトウェアが認識し、関連する画像が表示されます。

MicroLab はデータ採取後にすべての計算を実行し、初心者ユーザーでも簡単に理解できる形式で結果を表示します。図 1 に示す

ように、MicroLab ソフトウェアでは、メソッドのスレッシュホールド（限界およびクリティカル）設定に従って、データ取り込み後直ちに結果が色付きで報告されます。

2

画像によるソフトウェアガイドに従う

3

色分けされた実用的な結果がすぐに表示される

図 1. Agilent MicroLab ソフトウェアおよび Agilent FTIR 分光分析計を使用した 3 つのシンプルな手順により、トレーニングの必要性が減り、分析が容易になります。

6

MicroLab PC および MicroLab Lite

同定アプリケーション

MicroLab は、採取したスペクトルとスペクトルライブラリを自動的に比較して、最適に一致するスペクトルを検出します。簡単に解析できるように、信頼度に基づいてカラーコードを適用できます（図 2）。

図 2. 参照スペクトルに対して高品質で一致するものを表示することにより、サンプルの同定を確認します。

ライブラリは、MicroLab ソフトウェアで簡単に使用できます。
– すぐに使用可能でアプリケーションに特化したライブラリを提供。
– ユーザーによる独自のライブラリを数秒間で作成可能。

ライブラリ検索は、同定アプリケーションに合わせてカスタマイズできます。

– 複数のライブラリを同時に検索可能。例えば、参照標準が存在する 1 つのライブラリでサンプルを同定し、規格外のサンプルが存在する別のライブラリで再発する問題を特定します。

– 幅広い検索アルゴリズムを使用可能。

– 特定のスペクトル範囲を分析から除外することが可能。

– 最小限の高品質指数（HQI）および最大のヒット設定数 により、関連するライブラリヒットのみを表示。

アプリケーションの例：– 原材料や最終製品の純度を迅速に確認。

– スペクトルライブラリを用 いて、溶媒、界面活性剤などの化合物を迅速に同定。

– 不明 な押収サンプル中の麻薬類似物質を同定。

– HQI に基づいて結果をカラーコードで表示し、信頼度を定義することが可能。

同定はシンプルで、分かりやすい形式で結果を表示します。

7

MicroLab PC および MicroLab Lite

検出アプリケーションでは、安全および危険に関する情報がすべての結果ウィンドウにわかりやすく表示されます（図 3）。ユーザーが編集できる［カスタム情報（Custom Information）］セクションなど、より詳しい情報にアクセスできます（図 4）。

図 3. 選択したライブラリヒットに対する、対処に役立つ明確な安全および危険情報。これには、CAS 番号、GHS 記号、警告フラグ（規制対象物質用）、サンプルの簡単な説明などがあります。

図 4. 化学および初動対応に関する補足情報。編集可能な［カスタム情報（CustomInformation）］セクションには、詳細なユーザー固有の説明が表示されます。

8

MicroLab PC および MicroLab Lite

定量アプリケーションMicroLab を使用することにより、サンプル中の複数の成分を 1 回の FTIR 測定で定量できます。
MicroLab Quant では、基本的な定量モデルを簡単に作成できます。包括的なケモメトリックスモデルに対応するために、MicroLab では MicroLab Expert で開発された予測モデルもサポートしています。

– MicroLab の独自のロジック設定機能により、関連する結果のみを表示。

– 色付き結果（赤色、黄色、緑色）のユーザー定義基準により、高い柔軟性を実現。

– MicroLab ではすべての計算を実行して、即座に実用的な結果を色付きで表示し、フォローアップ手順を提供。

– アプリケーションの例：– 既知添加物 の 濃度 を測定し、メーカー仕様の適合性を確認。

– ファインケミカルが適切 に混合されているかを確認。

– 透過型 FTIR による液体サンプルの高速 かつ簡単で信頼性 の 高 い測定を実施。

図 5. MicroLab ソフトウェアが、自動的にすべての計算を実行し、簡単に確認できるように最終結果を色付きで表示します。

9

MicroLab PC および MicroLab Lite

赤外線スペクトルの採取と確認

MicroLab では、サンプルの赤外線（IR）スペクトルを採取して確認することもできます。IR スペ

クトルから、官能基の存在など、価値のある情報を得られます。

– MicroLab では波数スケーリングファクタを変更して、対象のスペクトル範囲の詳細な分析を実施することが可能。

– バンドをラベル化して、レポート作成または文献値と比較することが可能（図 6）。

図 6. MicroLab ソフトウェアを使用することにより、レポート作成だけではなく、サンプルの赤外線スペクトルの採取、確認、再分析が可能です。

10

MicroLab PC および MicroLab Lite

すべての結果を報告

MicroLab PC および Lite には、事前に定義およびカスタマイズされたレポートテンプレートが組み込まれています。分析結果が一貫した形式で自動的に報告されるため、関連する詳細情報をすぐに確認できます（図 7）。レポートテンプレートは Microsoft Word で編集できます。

Sample ID:PET

MethodName:C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLa
b\Methods\Identification Method.a2m
Sample Scans:56
User:user
Background Scans:56
Date/Time:27/07/2022 5:41:40 PM
Resolution: 4
Range:4000 - 650
System Status: Good
Apodization:Happ-Genzel
File Location: C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\Results\Material Identification\PET_2022-07-27T17-20-02.a2r

Quality

Library

CAS#Name

0.96320PODEAM514-2 (4467)

25038-59-9

POLY(ETHYLENE
TEREPHTHALATE)

0.96118PODEAM514-2 (5183)

POLYESTER FIBER

0.95041PODEAM514-2 (5170)

POLY(ETHYLENE
GLYCOLTEREPHTHALATE)

7/27/2022 5:20:44 PM

page 1 of 2

図 7. MicroLab ソフトウェアにより生成された結果のレポート。生成されたレポートには分析対象サンプルに関連する詳細情報がすべて取り込まれており、記録は維持されます。

11

MicroLab Quant

MicroLab Quant は、その他の MicroLab ソフトウェアスイートと同様の段階的 な説明を備えており、定量アプリケーションの開発のモデル化に役立つ高速でシンプルなソフトウェア機能 を提供します（図 8）。シームレスなデータ統合
機能 により、MicroLab PC、MicroLab Lite、および MicroLab Quant で IR スペクトルや定量モデルを簡単に使用できます。

1

標準を選択して濃度を入力する

2

ピークを定義してキャリブレーションを最適化する

3

モデルを完成して MicroLab で使用する

図 8. 定量モデルを開発するためのMicroLab Quant ソフトウェアの簡単な手順です。

12

MicroLab Quant– インタラクティブなソフトウェアインタ
フェースにより、定量モデルを短時間で簡単 に 作成して 最適化することが 可能（図 9）。

– 直接的 なフィードバックには、相関グラフへの変更の影響を表示。

– サンプルのクロス検証または単独検証により、定量モデルを評価することが可能（図 10）。

図 9. MicroLab Quant を使用した DialPath サンプリングモジュールの直線性評価。検量線と相関係数の計算は、ソフトウェアで自動的に実行されます。

図 10. MicroLab Quant アプリケーションでは、開発した定量モジュールを、クロス検証または別のサンプルセットを使用して評価することが可能です。

13

MicroLab OQ

機器性能を管理することは、目的の分析に対して機器 が 適合していることを示すための 重要な側面です。MicroLab OQ では、機器の性能確認を簡単に実行でき、機器が正常な状態であることを確認できます。

1

機器性能試験を選択する

2

MicroLab OQ が各試験を通じてガイドを提供

3

性能試験の概要を確認する

MicroLab OQ には直感的な画像インタフェースが備えられており、適格性評価プロセスを通じてガイドに従って操作することができます。

図 11. MicroLab OQ では、シンプルで簡単な手順で機器の適格性評価を行えます。

14

MicroLab OQ

最後のステップでは、診断値、試験結果、試験の仕様、および将来の参考になる合格/不合格基準を記載した PDF 形式のレポートを MicroLab OQ が生成します（図 12）。

Cary 630 OQ
Operational Qualification
This Report was generated under a 21 CFR 11 Environment
System Information
PC/Workstation ID: DESKTOP-ENM90U7
Software Version: MicroLab PC(21CFR11): 5.7.
Firmware: 1.96.00.0
Serial Number: MY2109CU05
Reporting Information
Generated By: New group\New project\user
Generated Date: 7/7/2022 9:05 PM
Generated GMT Date: 7/7/2022 5:05 AMUserName:Engine Optics:
Sampling Module:
Qual Date/Time:
Filename of Report:
Filename of Data:

New group\New project\userZnSe
Transmission Cell
7/7/2022 9:05 PM

C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\IQOQ\2022-07-07T09-05-07.pdf
DESKTOP-ENM90U7\SQLEXPRESS|VAIMDB_Public(000)|IQOQ\2022-07-07T2105-07.a2k

Accessories
Accessory:
SerialNumber:
Sampling Module:
Gain:
Energy Level:

Transmission Cell (Primary)
14410003
Transmission Cell
205
27577

Spectral Resolution Test
Number of Runs: 5
Absorption maximum at:
Absorption minimum at:
Measured Difference (Abs):
Specified Difference (Abs):

2849.50 cm-1
2870.00 cm-1
0.43
> 0.33

Absorption maximum at:
Absorption minimum at:
Measured Difference (Abs):
Specified Difference (Abs):

1583.00 cm-1
1589.00 cm-1
0.10
> 0.08Signal To Noise Test

Number of Tests: 15
Specification @ 1142-1042: >25000
Measured Value: 38037

Stability Test

Number of Minutes: 30
Specification: <1%
Measured Deviation: 0.068%

Wavenumber Accuracy Test
Number of Runs: 5
Spec. Wavenumber:
Measured:Spec. Accuracy:
Measured Accuracy:
Spec. Repeatability:
Measured Repeatability:

906.6
906.7±1.0
0.1
±0.05
0.00

1028.31028.4
±1.0
0.1
±0.05
0.00

1154.51154.6
±1.0
0.1
±0.05
0.01

Spec. Wavenumber:
Measured:Spec. Accuracy:
Measured Accuracy:
Spec. Repeatability:
Measured Repeatability:

1601.21601.1
±1.0
0.1
±0.05
0.01

2849.52849.9
±1.0
0.4
±0.05
0.01

3060.03059.9
±1.0
0.1
±0.05
0.01

1583.01583.1
±1.0
0.1
±0.05
0.01

E-Signature«« Validated comment »»Authority: Sign
Authorization ID = {CB92826FB684-4BC3-808DB852A71F}
Local Date & Time: 7/7/2022 11:22:37 PM
GMT Date & Time: 7/8/2022 6:22:37 AM
Application: MicroLab IQ/OQ
Workstation Name: DESKTOPENM90U7
User: New group\New project\user
User Name: user
User Description:
Instrument Serial Number: MY2109CU05«« Validated comment »»図 12. MicroLab OQ を使用して生成した稼動時適格性評価（OQ）レポート。すべての試験パラメータおよび見やすい合格/不合格結果とともに、結果が報告されます。

15

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。
RA44713.4331018518

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2022
Printed in Japan, August 1, 2022
5994-5139JAJP