Agilent ICP-MS ジャーナル
2011 年 8 月 – 43 号と 44 号の合併号

本号の内容
2-3

さらに進化したヘリウムモードにより、
ICP-MS の干渉除去を向上

4-5

サクセスストーリー :尿中微量元素の ICP-MS 分析で認定を取得した医療ラボ

6-7

HPLC-ICP-MS による臨床癌治療バイオマーカーの測定

8-9

Agilent 7700 シリーズ ICP-MS の新製品 :7700e ICP-MS および MassHunter ソフトウェア新リビジョン

10-11 HPLC-ICP-MS によるプラスチック中の臭素系難燃剤の測定
12

新しいアジレント原子分光装置
国際会議、ミーティング、セミナー
Agilent ICP-MS 文献

さらに進化したヘリウム
モードにより、ICP-MS の干渉除去を向上Ed McCurdy、Naoki Sugiyama
ICP-MS 製品マーケティング、
アジレント･テクノロジー

ICP-MS のヘリウムコリジョンモード
運動エネルギー弁別 (KED) を用いたヘリウム (He) モードは、CRC (コリジョン/ リ
アクションセル) ICP-M S において、さま
ざまな多原子干渉を確実かつ効果的に除去できるモードです。水素やアンモニアといった反応性の高いセルガスは、特定の分析対象物の同位体から干渉を除去する際にはきわめて効果的ですが、サンプル組成が不明だったり、複雑だったりする実際のア
プリケーションでは、すべての干渉を同時に除去することはできません。
しかし、これまで一部の元素では、優れた検出下限を得るために、反応性の高いセルガスを使用する必要がありました。その一例がセレンの低濃度分析です。この分析では、1 桁レベルの ng/L (ppt) の検出下限を得るためには、反応ガス (通常は H2) が必要でした。

ORS3 のヘリウムモードによる性能の向上
A gilent 7700 シリーズ ICP-M S に導入された第 3 世代のオクタポールリアクショ
ンシステム (ORS3) では、He モードにおける干渉除去能力が大幅に向上しました。

図 2. Ar2 の解離 (CID) を示す He セルガス最適化プロット

これは、以下のような革新的な独自のセ
ルデザインにより実現したものです。
• 長く、周波数の高いオクタポールにより、衝突頻度が増加• セルガス流速を高くすることで、セル圧力が上昇• 高いバイアス電圧と衝突エネルギー

さらに、
7700 シリーズの ORS3 He モード
では、衝突エネルギーの増加により、多原子イオンとセルガスの衝突エネルギーが結合エネルギーよりも大きくなることから、
これまで He モードでは排除できなかった
結合エネルギーの大きい多原子イオンの衝
突誘起解離 (CID) が可能になります。

こうした革新技術により得られる効果を、図1 に示しています。この図では、旧モデルの A gilent ICP-M S CRC (ORS2) と、新モデル 7700 (ORS3) での、イオンエネル
ギーのオーバーラップを比較しています。
ORS3 では、分析対象イオン (78Se、緑) と干渉イオン (A r2、赤) のエネルギーのオー
バーラップが大幅に小さくなっています。
その結果、セル出口の運動エネルギーの差が大きくなり、多原子干渉と分析対象物の分解能が向上します。

Se における A r2 の干渉の例を表 1 に示します。この表を見ると、ORS3 における
A r2 の衝突エネルギー (4.88eV ) が、A r2の結合解離エネルギー (1.33 eV ) よりも高くなっていることがわかります。
Ecm (第 1 衝突
エネルギー) [eV]Ar2 結合解離エネルギー

1.33eV

従来の衝突 (Ei=20eV)

0.98 (<1.33)

ORS3 の衝突 (Ei=100eV)

4.88 (>1.33)

表 1. 従来の衝突エネルギーと ORS3 の衝突エネルギーの比較
なお、Ecm は Center-of-Mass Collision Energy (重心系
衝突エネルギー)

図 2 に示すように、ORS3 では、衝突解離に加えて、運動エネルギーによる多原子イオンの分離能が向上することから、78Seのバックグラウンド相当濃度 (BEC) が大幅に低減 (約 2 ng/L (ppt)) します。

ORS3 で実現する He モードの性能は、きわめて優れたものです。図で示している
Se の例では、検出下限が約 150 ppt(ORS2) から 5 ppt 未満 (ORS3 – 図 3) にまで向上しています。

図 1. 7700 の ORS3 セル (下図) と旧 ORS2 セル (上図) における分析対象物/多原子イオン分離能の比較

2 Agilent ICP-MS ジャーナル 2011 8 – 43年

月

第号と第 44 号の合併号

www.agilent.com/chem/icpms

結論
He モードにおける ORS3 の干渉除去能
力は、ORS2 の性能と比べて、大幅に向上しています。

• Se の BEC は 2～3 ppt• S の BEC は 200 ppb• P の BEC は 300 ppt
こうした優れた性能は、これまで以上に効率の高い KED (運動エネルギー弁別)と、ORS3 の高エネルギー/ 高 He 流速による CID (衝突誘起解離) の促進により実現するものです。その結果、Se やS、P といった元素の測定でも、反応性の高いセルガスが不要になりました。
図 3. ORS3 He モードにおける 78Se の検量線。
DL 4.5 ppt、BEC 2.7 ppt

硫黄 (図 4) とリン (図 5) の検出下限も、ORS3の He モードにより向上します。

図 4. ORS3 He モードにおける 34S の検量線。
DL 18 ppb、BEC 154 ppb

図 5. ORS3 He モードにおける 31P の検量線。
DL 0.17 ppb、BEC 0.29 ppb

www.agilent.com/chem/icpms

Agilent ICP-MS ジャーナル 2011 年 8 月 – 第 43 号と第 44 号の合併号

3

サクセスストーリー :尿中微量元素の ICP-MS
分析で認定を取得した
医療ラボ
G.Deumer、B.Stockman、J.Casters、
G.Cinar、C.Vanderstocken、V.Haufroid
産業および環境毒物学研究所、

Cliniques Universitaires Saint Luc(ベルギー・ブリュッセル)組織についてCliniques Universitaires Saint Luc (ベルギー・ブリュッセル) の産業および環境
毒物学研究所は、職場や環境からくる化学物質の曝露に関する生物学的モニタリング
を専門に行っています。同研究所では、全血、血漿、尿、その他のマトリックス (水、関節内液など) といったさまざまな生物学
サンプルを対象に、毎年 2 万件を超える金属分析を実施しています。2010 年 6 月には、ISO 15189 認定を受けました。この認定は、医療分野の研究所を対象とし、尿などのマトリックスに含まれる 20 種類の金
また、属の ICP-M S 分析に関するものです。
同 研 究 所 で は 、 Louvain Centre forT oxicology and Applied Pharmacologyと密接に連携し、研究活動や臨床研究、環境研究などの分析メソッドを開発し、バリ
デーションを行っています。

金属分析の装置について
2005 年以前は、6 台のグラファイトファー
ネス原子吸光分光装置 (GFA A S) と 1 台のフレーム原子吸光分光装置 (FA A S) を用いて、金属分析を行っていました。その後、分析感度とサンプルスループットを高めるために、最初の A gilent 7500ce
ICP-M S をラボに導入し、尿などのマトリックスにおける金属分析専用に使用していました。0.5 % HCl/1 % HNO 3 でサンプルを 10 倍に希釈したのちに、ノーガ
スまたはヘリウムモードで M icro M ist
ネブライザを用いて、22 種類の元素 (ベリリウム、アルミニウム、バナジウム、クロ
ム、マンガン、コバルト、ニッケル、銅、亜鉛、ヒ素、セレン、モリブデン、カドミ
ウム、スズ、アンチモン、テルル、バリウ
ム、白金、タリウム、鉛、ビスマス、ウラン) を一斉分析しています (ISO 15189 認定
メソッド)。2008 年には、血液および血漿の 分 析 に 使 用 す る た め に 、2 台 目 のA gilent 7500cx ICP-M S を購入しました。
全血中の M n、Co、Cd、Hg 、T l、Pb はバビントンネブライザを用いて、血漿サ
ンプル中の A l、Cu、Zn、Se、B は M icro
M ist ネブライザを用いて測定しています。

4 Agilent ICP-MS ジャーナル 2011 8 – 43
年

月

第Laboratory of Industrial and Environmental Toxicology located in Brussels (Rosalind Frankin Tower ofClinical Biology)

分析に先立ち、 1-ブタノール (2 % w/ v)、
ED T A (0.05 % w/ v )、 T riton X -100
(0.05 % w/v)、NH4OH (1 % w/v)、内部標
準 (Sc、Ge、Rh、 Ir)、M illiQ 水を混合した希釈液でサンプルを 10 倍に希釈します。

働者の尿および血漿中のインジウム濃度を、曝露バイオマーカーとして用いることが可能かどうかを評価しました。パイロット試験には、曝露のない対照者 20 名も参加しました。

難溶性インジウム化合物への職業上の曝露分析プロトコル

インジウム (In) は、白金色をした柔らかい
希少な金属で、亜鉛、銅、スズの鉱石中に含まれています。過去 15 年で、電子機器市場の成長に伴い、インジウムの需要は劇的に増加しています。インジウムのおもな最終用途は、インジウムスズ化合物 (IT O) の製造で、これが世界におけるインジウム消費の大部分を占めています。IT O 薄層コー
ティングは、各種のフラットパネル装置において、おもに導電性材料として用いられています。その代表的な例が、液晶ディス
その他の用途としては、
プレイ (LCD) です。
低融点のはんだ合金、各種化合物、電子部
品や半導体などがあります。世界最大級のインジウム精製所の 1 つが、ベルギーにあります。
世界中のインジウム加工労働者において、間質性肺炎の症例が報告されたことから、インジウム化合物の職業上の曝露を詳しく調査する必要がでてきました。最初の7500cx ICP-M S を用いて、尿ステップは、および血漿中のインジウム濃度を測定するためのメソッドのバリデーションを行うことでした。ここで実施したパイロッ
ト試験では、インジウムインゴットの製造に携わり、三酸化インジウム (In2O 3) や
水酸化インジウム (In(OH)3) といった難溶性インジウム化合物に曝露されている労号と第 44 号の合併号

濃度 1000 ppm のインジウム原液を用いて、10 ppb～5 ppm までの 6 種類の濃度の標準原液を作成しました。その後、混合希釈液でこの溶液を 100 倍に希釈しました 。 混 合 希 釈 液 は 、 1- ブ タ ノ ー ル(2 % w/v)、EDT A (0.05 % w/v)、T riton
X-100 (0.05 % w/v)、 NH4OH (1 % w/v)、
内部標準、M illiQ 水を混合し、低密度ポリ
エチレンボトル内で調製したものです。サンプル (尿と血漿) は、この混合希釈液で10 倍に希釈しました。In の定量は、ノー
ガスモードを用いて m/z 115 で行いまし内
た (In のスペクトル干渉はありません)。
部標準には Rh m/z103 を用いました。
なお、サンプルの外部汚染を避けるために、細心の注意を払いました。すべての生体サンプルは、インジウム汚染エリアから隔離された部屋で採取しました。血液サンプルは、85.1160 ニードルと微量元素
フリーチューブ (S-M onovette® T race
Element K 2EDT A 、Sarstedt、D-51588、
Nü mbrecht) を用いて、静脈穿刺により採取しました。血液を 1800 g で 10 分間
遠心分離し、使い捨てのポリエチレンピ
ペ ッ ト を 用 い て 、血 漿 を ポ リ エ チ レ ン
チューブに移しました。また、清潔なポ
リプロピレンカップを用いて、スポット
尿サンプルを採取しました。すべてのサンプルは、分析まで -20 °C で冷凍保管しました。
www.agilent.com/chem/icpms

結果

謝辞

分析の直線範囲は、1 ppb から 500 ppb
までのサンプル濃度をカバーできました(図 1)。In の定量下限値 (LOQ) は、尿で0.05 ppb、血漿で 0.08 ppb でした。

ICP-M S チ ー ム の メ ン バ ー で あ る
Françine Uwambayinema 氏と T hé oSeminck 氏に感謝します。また、ご協力いた だ い た Dominique Lison 教 授 とPerrine Hoet 教授に感謝します。

職場でインジウムに曝露されているすべての労働者では、尿と血漿からインジウ
ムが検出されたのに対し、対照グループ
から採取したサンプルでは、定量下限値を上回る濃度のインジウムは検出されませんでした。対照グループの血漿の分析
結果 (n= 20/ すべて定量下限値以下) を、労働者のサンプルの平均値 (n= 60/ 平均
4.91 µg/L) と比較すると、大きな差が見られます。尿サンプルでも同様のパターンが見られ、曝露のある労働者では平均 1.22µg/g だったのに対し、対照グループでは定量下限値未満でした (図 2)。

詳細情報
www.toxi.ucl.ac.be/mbi.htm(フランス語)
ディレクター : V incent Haufroid 教授
E メール:
vincent.haufroid@uclouvain.be
Louvain Centre for T oxicology andA pplied Pharmacology (LT A P)
www.uclouvain.be/ltap,
ディレクター : Dominique Lison 教授
図 1. 0.1～50.0 ppb のインジウム定量の検量線 (10 倍に希釈した場合の 1～500 ppb のサンプル濃度に相当)

結論
産業・環境毒物学研究所は、生物学サンプルに含まれる元素を日常的にモニタリン
グしているほか、Louvain Centre forT oxicology and A pplied Pharmacologyと連携した研究プロジェクトも行っています。
プロセスや手順を標準化し、分析結果の信頼性と精度を確保するという業務が高く評価され、同研究所は、尿などのマトリックスに含まれる 20 種類の金属のICP-M S 分析に関する国際 ISO 15189 の認定を受けました。この認定を取得できた理由の 1 つとして、A gilent 7500ce を尿サンプル中の 22 元素のルーチンモニタ
リングに、A gilent 7700cx を全血および血漿分析に使用したことが挙げられます。
この記事で紹介した研究プロジェクトの例 に よ り 、難 溶 性 イ ン ジ ウ ム 化 合 物(In2O 3 または In(OH)3) に曝露されている労働者の尿または血漿中のインジウムを測定する上で、7500cx ICP-M S が十分な感度を備えていることがわかります。職
業上の健康管理におけるインジウムやその化合物の影響に関しては、さらなる調査により、インジウムの生物学的限界値を設定する必要があります。

血漿中インジウム濃度

曝露労働者

曝露労働者

対照グループ

対照グループ[In] µg/l[In] µg/g クレアチニン

尿中インジウム濃度

曝露労働者

対照グループ

曝露労働者

対照グループ

図 2. 難溶性インジウム化合物 (In2O3 または In(OH)3) に曝露されている労働者 12 人の尿中 (µg/g クレアチニン) および血漿中 (µg/l) のインジウム濃度(各労働者 5 回のサンプリングの平均) と 20 人の対照との比較

www.agilent.com/chem/icpms

Agilent ICP-MS ジャーナル 2011 年 8 月 – 第 43 号と第 44 号の合併号

5

HPLC-ICP-MS による実験手法

臨床癌治療バイオマーカーの測定
Chris F. Harrington、Rachel Le Pla1、George D. D. Jones1、Anne L.
Thomas1、Peter B. Farmer1
超地域的アッセイ部門、微量元素研究所、
サリー大学 (英国ギルフォード)
1 レスター大学 (英国レスター)
2 レスター王立病院 (英国レスター)

はじめに
白金製剤は、癌治療に広く用いられています。シスプラチンは、プリン DNA 塩基の N7 ポジションに結合し、隣接する 2 つのグアニン (cis-Pt(NH 3)2d(pGpG))、(1,2GG) または隣接するアデニンとグアニン(cis-Pt(NH3)2d(pA pG))、(1,2-A G) の間に、
インターストランド架橋 (interstrandcrosslinks、同一鎖上の二つの塩基への結合)を形成します。その作用機序としては、
DNA 付加体が形成されることにより、癌細胞が死滅 (アポトーシス) することがわ
かっています。しかし、各種の DNA 付加
腫瘍体による細胞死滅 (細胞毒性) 効果や、細胞における付加体量と血液の関連性は、まだ解明されていません。そこで、白金(Pt) 含有付加体をバイオマーカーとして利用すれば、化学療法に対する患者の反応を、薬剤の作用機構と直接関連付けることが可能になります。しかし、この種の分析には、患者から採取できる限られた量のサンプル中の DNA 付加体を測定できる検出下限を備えた、きわめて感度と特異性の高いメソッドが求められます。
この研究の目的は、シスプラチン治療を受けている患者の白血球に含まれる超低濃度のシスプラチン付加体を測定する分
析メソッドを開発し、治療に必要な付加体量を予測する可能性を探ることです。シスプラチンと DNA で形成される 1,2-GG
シスプラチンインターストランド架橋を直接測定するための、HPLC-ICP-M S を用いた分析手法を開発しました。この手法
を 、少 量 の 血 液 サ ン プ ル か ら 抽 出 し た
DNA にも応用しました。血液サンプルは、他の化学療法薬と並行してシスプラチン
治療を受けている患者から、治療前と後に採取しました。

6 Agilent ICP-MS ジャーナル 2011 8 – 43
年

月

第2'-デオキシグアニリル (3'—› 5')-2'-デオキシ
グアノシン (dGpdG) および cis-ジアミン
ジクロロ白金 (II) (シスプラチン ) は、
Sigma-A ldrich (プール、英国) から購入しました。HPLC を用いて、dGpdG シスプ
ラチンの付加体標準物質を調製および精製しました [1]。
精製した Pt 付加体を含む HPLC フラク
ションを、7500ce ICP-M S を用いて分析しました。ICP-MS システムは、Li、Y 、Ce、
T l 各 1 ug/L を含むチューニング用溶液を用いて最適化し、酸化物生成比が 1.0 %未満、二価イオン生成比が 1.5 % 未満になるようにしました。付加体標準物質の定量は Pt 測定により行い、インジウム (500ug/L) を内部標準に使用しました。内部標
準は、T 字コネクタを用いて、オンラインで導入しました。m/z 194、195、196 の同位体の和を用いた場合のトータル Pt 濃度のメソッド 検出下限値 (LOD) は、1.0
ng/L でした。

患者の血液サンプルおよび白血球の前処理
レスターシャー州研究倫理委員会から、この研究に対する倫理面での許可を得たう
えで、研究実施前に、各患者から書面によるインフォームドコンセントを得ました。シスプラチン治療の直前と治療 1 時間
後に、各種の癌の治療を受けている患者
から、血液 (約 10 mL) を採取しました。
全血サンプルからの DNA の抽出には、
Qiagen 製血液・細胞培養キット (M axi
T ip 500/G) を使用しました。

HPLC-ICP-MS 分析に用いるDNA 付加体の分離
DNA サ ン プ ル に お け る シ ス プ ラ チ ン
DNA 付加体の分離に用いた手法の詳細については、参考文献 1 を参照してください。

HPLC-ICP-MS 手法とデータ解析
研究に使用した HPLC-ICP-M S システム
は、オートサンプラを備えたクォータナ
リポンプ (W aters A lliance 2690 分離モ
ジュール) と、各種の注入ループを備えた
インジェクタで構成されています。ただし、研究をつうじて、注入量は 20 uL(DNA 20 ug に相当) で一定としました。
内径 0.064 mm の PEEK チューブのショートピースを用いて、HPLC カラムを
7500ce コリジョンセル ICP-M S システム
(M icro M ist ネブライザを使用) に接続しました。サンプルの分析には、シリカベー
スの逆相カラムを使用しました。クロマ
トグラムの解析には、ICP-M S クロマト解号と第 44 号の合併号

析ソフトウェアを使用しました。その後、
採 取 し た デ ー タ を 、 M icrosoft Office
Excel を用いて処理し、付加体の検量線と最終濃度を算出しました。

結果と考察

1,2-GG シスプラチン標準物質のキャラクタリゼーション
リテンションタイム 26～30 分に C18
HPLC カラムから溶出した白金含有フラク
ションを採取し、ネガティブ ESI-MS/MSを用いて、化合物構造を測定しました。

HPLC-ICP-M S を用いて、他の白金含有成分が含まれているかどうかを調べ、存在する Pt 含有化合物は 1 種類のみである
ことを確認しました。AG 付加体はフラク
ション中に認められませんでした。このことから、使用した HPLC 精製条件により、2 つの化合物を効果的に分離できたことがわかります。ICP-M S 単体を用いてトータルの白金濃度を測定し、分離したフラ
クション中の付加体の濃度を測定しましPt 濃度が最も高かったフラクションを、た。
検量線用標準溶液として、その後のサンプル分析に用いました。

メソッド再現性の評価
一般的に、臨床サンプルは 1 回の測定に使用できる量の DNA (100 ug) しか抽出できません。本実験では、治療後の患者から血液サンプルを採取し、付加体の抽出および臨床サンプルの測定メソッドの再現性評価に使用しました。このケースでは、抽出、付加体の分離、分析測定のプ
ロセスをつうじて、5 つの 100 ug DNA
サブサンプルを分析することが可能でした。サンプルにおける 1,2-GG シスプラチ
ン付加体の平均濃度は、DNA 1 ug あたり
Pt 203.9 fg で、分析値は DNA 1 ug あDNAたり Pt 169～239 fg でした。つまり、
1 ug あたりのふれ幅は、Pt 70 fg ということになります。この値は、このメソッドを用いて臨床サンプルにおける Pt 製剤の調査をするのに十分な再現性です。特に、使用したサンプル量が少なく、測定に伴うサンプル抽出および付加体分離の手法が複雑なことを考えれば、この再現性は良 好 な も の と い え ま す 。ヒ ト サ ン プ ル(14 % ) の 繰 り 返 し 分 析 に お け る 精 度(CV ％) は、前実験として本手法の評価に用いた CT -DNA (11～34 % ) および細胞株 DNA (13～24 % ) モデルの場合よりも、わずかに優れていました。CT -DNA は通常、塩基対の数が異なる DNA の混合物であり、塩基対の数の違いは、このモデルを用いた場合の変動に相当するものですが、抽出したばかりのヒト DNA は、実際はそれよりも均質です。
www.agilent.com/chem/icpms

レスポンス (cps)1600

1.2-GG

1200
800
400
0
100

0

200

300

400

500

600

時間 ( 秒 )図 1. ヒトサンプル HR-A 中のシスプラチン DNA 付加体濃度を測定した HPLC-ICP-MS 結果。
シスプラチン治療 1 時間後にサンプルを採取。レスポンスは 195Pt のもの

ヒト血液サンプル中の 1,2-GG シスプ
ラチン付加体の測定
他の化学療法薬と併用してシスプラチン(60 mg m-2) 治療を受けている 8 人の癌患者の同意を得て、分析用の血液サンプ
ルを採取しました。サンプルは薬剤点滴
前に 1 回、1 時間後に 1 回の計 2 回採取しました。血液サンプルは冷凍保存し、ただちに近くの研究所へ運び、そこで分析のための前処理を行いました。サンプル採取
日に細胞核を分離し、-80 °C で一晩保存しました。翌日、核をバッファに再懸濁し、DNA 付加体を抽出および精製しました。
すべてのサンプルの前処理が終わり、 1
つのバッチとして HPLC-ICP-M S で分析できるようになるまで、患者の DNA 付加
体サンプルを -80 °C で保管しました。

治療前に採取したヒトサンプルにおける
DNA 付加体の分析結果では、8 人の患者中2 人で、LOD より低い濃度の微量の 1,2GG 付加体が検出されました。その他のサンプルでは、1,2-GG シスプラチン付加体はまったく検出されませんでした。治療 1 時
間後に採取したサンプルでは、8 人の患者すべてにおいて、検出可能な量の 1,2-GG
シスプラチン付加体が含まれていました。
患者サンプルの分析結果の一例を図 1 に示します。また、ヒトサンプル中の付加体濃度を表 1 に示します。この付加体の分析結果は、すべて LOQ (検出下限) 値を上回っており、このことは、本メソッドを臨床分野で使用できることを示しています。

各患者のサンプル間では、明らかなばらつきが見られます。1、2 および 3 サイクル目の治療を受けている患者 7 人においては、
DNA 1 ug あたりの Pt 量は、113～343
fg でしたが、初めて治療を受けた 1 人の患者では、DNA 1 ug あたり Pt1245 fgという最大量の付加体が検出されました。
シスプラチン点滴前に採取したサンプルに、検出可能な量 (ただしメソッド LOD未満) の 1,2-GG 付加体が含まれていた患者 2 人 (DD-A および DB-A ) は、いずれも 3 回目の治療サイクルの最中でした。
この研究の臨床上の重要性についてはまだ評価の途中ですが、本メソッドを使え
1,2-GG シスプラチン付加体形成の状況
ば、をもとに、患者を区別できることがわかりました。さらなる研究により、精度の高い付加体測定手法と多数のサンプルを用いて、測定のばらつきを低減し、治療反応のある人とない人とを区別する性能を高めたいと考えています。

結論
白金ベースの化学療法薬の細胞毒性効果
は、細胞 DNA と薬剤との反応から生まれるものです。この研究では、酵素分解とHPLC-ICP-M S 測定をもとに、再現性と特異性の高い、堅牢かつ高感度の分析メソッドを開発およびバリデーションしました。
このメソッドを使えば、シスプラチン治療を受けている患者の白血球から抽出した
1,2-GG シスプラチンインターストランド
架橋の検出および定量が可能です。

参考文献

サンプル

癌の種類

治療法

サンプル
採取時期

1,2-GG シスプラチン、DNA 1 ug あたりの Pt [fg]

MD-A

胃癌

ECX

サイクル 1

113

DA-A

胃癌

ECX

サイクル 1

257

WH-A

胃癌

ECX

サイクル 1

1245

BM-A

胃癌

ECX

サイクル 2

343

DB-A*

胃癌

ECX

サイクル 3

146

CW-A

食道腺癌

ECX

サイクル 1

214

DD-A*

食道腺癌

ECF

サイクル 3

237

HR-A

初期の腺癌
(部位は不明）

ECX

サイクル 2252

1. Chris F. Harrington, Rachel C. Le
Pla, George D. D. Jones, A nne L.
T homas and Peter B. Farmer.
Chemical Research in T oxicology
2010 ; 23 (8) : 1313-21.

表 1. シスプラチン治療 1 時間後に採取したヒトサンプルにおけるシスプラチン DNA 付加体濃度 (n = 1)。
星印 (*) は、治療前のサンプルで 1,2-GG シスプラチン付加体が検出された (ただしメソッド LOD 未満) 患者を示す。
ECX 治療は、エピルビシン (50 mg m-2)、シスプラチン (60 mg m-2)、カペシタビン (625 mg m-2) によるもの。ECF
治療は、エピルビシン (50 mg m-2)、シスプラチン (60 mg m-2)、5-FU (200 mg m-2) によるもの

www.agilent.com/chem/icpms

Agilent ICP-MS ジャーナル 2011 年 8 月 – 第 43 号と第 44 号の合併号

7

Agilent 7700 シリーズ
ICP-MS の新製品 :7700e ICP-MS および
MassHunter ソフトウェア
新リビジョン

Ed McCurdy、

図 1. スタートアップ

ICP-MS プロダクトマーケティング、

アジレント・テクノロジー

新しいリビジョンの

MassHunter の主な特長

ICP-MS MassHunter ソフトウェアが7700 シリーズ用にリリースされました。

7700 シリーズ ICP-M S の最新バージョン
M assHunter ソフトウェアは、新しいグラ

使いやすさ、機能、生産性といった多くのメリットを実現します。
新しいリビジョンの ICP-MS MassHunter
は、2010 年 10 月以降の新しい 7700 シ
リーズにインストールされています。また、既に 7700 シリーズをお使いのお客様もアップグレードして利用することができます。この新しいリビジョンは、機器の制御、メソッドの設定、自動分析の新しいインタフェースを提供します。このリビジョンはルーチン分析における使いやすさと機能に重点を置いて開発されました。製品構成として次の 2 つの異なるバージョンがあります。
• 7700e ICP-M S で標準として提供される「コア」バージョン• 7700x および 7700s モデルで提供される「フル」バージョン

7700e は、7700 シリーズのラインアップに新たに加わったもので、高いレベルの自動化が必要となる多くのルーチンアプ
リケーションにコストパフォーマンスの高いソリューションを提供します。7700eに搭載される、コアバージョンのM assHunter は、シンプルで操作しやすい
ソフトウェアインタフェースを提供します。将来、ラボで高度なアプリケーショ
ン向けにさらなる拡張性が必要になった
場合はフルバージョンにアップグレード
することができます。

フィカルユーザーインタフェースを搭載しています。このインタフェースでは、シ
ステム操作の各段階で必要となる重要な情報が 1 つのウィンドウに一覧できるよ
うに表示されます。従来の M assHunterのデータ解析画面に加えて、新しいソフ
トウェアの主要なペイン (画面) には次のものがあります。
• スタートアップ。プラズマを点火した
あとに、ハードウェアの最適化と性能チェックを実行することができます。
• ハードウェア。ハードウェア機能の設定および制御のための統合された 1 つのウィンドウを提供します。
• バッチ。バッチペインには、個々の分析またはサンプル分析に必要なすべての情報が含まれます。
• キュー。バッチの状態と現在のサンプ
ル測定の状態をリアルタイムで表示します。
これらの各ペインの主な機能について、次に概要を説明します。

スタートアップ
新しい M assHunter ソフトウェアのス
タートアップ機能によって、プラズマを点火したあとに自動的に実行できる、ユー
ザーが設定可能なハードウェア最適化タ
スクが提供されます。この自動化された
シンプルなアプローチにより、すべてのハードウェアシステ
ムの最適な動作が保証され、機器の性能が継続的に記録されます。スタートアップを使用することで、常に一貫性のある、オペレータの経験に左右されない性能が確保されるため、この機能は多くの分析者が携わる稼働率の高いラボで特に有効です。
図 2. ハードウェア

8 Agilent ICP-MS ジャーナル 2011 8 – 43年

月

第号と第 44 号の合併号

図 1 に示す例では、サンプル導入のルーチ
ンメンテナンス後に実行する可能性のあるハードウェア最適化タスク用にスター
トアップが構成されています。トーチ軸(トーチの水平および垂直方向のアライメ
ント ) およびプラズマ補正の実行後にパフォーマンスレポートが生成されます。

ハードウェアハードウェアペインには主要なシステム
コンポーネントのグラフィックが含まれ、システム構成、個々のサブシステムの最適化およびメンテナンス、アーリーメン
テナンスフィードバック (EM F )、診断、
パフォーマンスレポート (図 2 を参照) など、すべてのハードウェア機能のユーザー
インタフェースが表示されます。システム
設定、メンテナンス、および診断のすべての機能に 1 つのユーザーインタフェースを使用することで、システムの動作に関するすべての情報にいつでも容易にアクセスすることができます。
パフォーマンスレポートには、主要なシス
テム性能パラメータ (感度、酸化物、バックグラウンド、質量キャリブレーション、分レ
離能など) がグラフィック表示されます。
ポートビューワには履歴ビューも含まれ、システム性能の経過を監視することができます。システム性能に加えて、パフォーマ
ンスレポートには現在のすべての調整および測定値も保存され、システムの動作パラ
メータの設定が記録されます。
異なるシステムハードウェアモジュール(別のオートサンプラや LC/GC モジュー
ルなど) を選択すると、機器のグラフィッ
クが自動的に更新されます。

バッチ
バッチペインには、ペリポンププログラム、
チューンモード、
取り込みパラメータ (図 3を 参 照 )、サ ン プ ル リ ス ト 、デ ー タ 分 析(キャリブレーション) パラメータなど、サンプル分析に必要なすべての情報が一度に表示されます。これらのすべてのパラ
www.agilent.com/chem/icpms

メータがバッチに保存され、以降のサンプル分析で使用するために呼び出すことができます。
バッチの概念により ICP-MS MassHunter
プラットフォームの機能が大幅に向上されます。これは、ファイル管理が簡素化され、通常の、またはルーチンのサンプ
ル分析に一貫性のある情報を使用することができるからです。新しいバッチは、ブ
ランクのテンプレート、既存のバッチ、またはソフトウェアに付属の一連のプリセットメソッド (事前に設定されたメソッド ) から作成することができます。プリ
セットメソッドは、多くの一般的なアプリ
ケーションに関するすべての重要なパラメータをはじめから備えた M assHunterの優れた革新技術です。

図 3. データ採取
パラメータ

いくつかの質量の信号が、次の取り込みまでの期間に表示されます。目視によるリンスの確認に加えて、この機能により、自動分析のどの時点でも、サンプルの途
中追加など、現在のサンプルリストの編集が可能です。また、スケジュールされたタスクやキューで待機しているバッチ
を移動、編集、削除することもできます。

データ解析
以前のバージョンの ICP-MS MassHunter
ソフトウェアで搭載されたデータバッチ
テーブル画面は、新しいバージョンでも継承されています (図 5 を参照)。さらに、データ解析メソッドとバッチが統合されました。

図 4. キューおよび
シグナルモニタ

7700 のプリセットメソッド独自の機能として、プリセットプラズマ条件 (事前に設定されたプラズマ条件) の使用があります。
各機器に合わせて自動的にキャリブレー
ションされた「プラズママップ」に基づいて、低 / 中 / 高マトリックスサンプルに適した設定を事前に選択し、繰り返し使用することができます。

次のサンプルが安定した信号状態に達したことを測定を開始する前に確認することができます。

最新リビジョンの M assHunter のデータ解析モジュールに追加されたもう 1 つの新機能として、クイックスキャン機能があります。クイックスキャンはバッチの各サンプルについて質量スペクトル全体を迅速に取り込むことができ、すべてのサンプルのすべての元素に関する半定量
またはスクリーニングデータを自動採取します。これは、サンプル組成が未知の場合や、メソッドで定量されない元素の存在量を確認したい場合などに非常に便利な機能です。

キュー
キューには、個々のハードウェアタスク
(起動時に実行される性能チェックなど) と、
実行待ちのバッチのリストが含まれます。
すべてのペインと同様に、キュー画面はユーザー構成が可能ですが、デフォルトのレイアウト (図 4 を参照) には、キュー(待ち行列) のリスト、現在のバッチのサン
プルリスト、現在のサンプルのリアルタ
イムの表示が含まれます。
図 4 には新しいモニタ機能も含まれます。
この機能によって、ユーザーが選択した
www.agilent.com/chem/icpms

図 5. データ解析バッチビュー

Agilent ICP-MS ジャーナル 2011 年 8 月 – 第 43 号と第 44 号の合併号

9

HPLC-ICP-MS による

プラスチック中の臭素系
難燃剤の測定す。図 1 に、PBDE-209 の脱臭素化によりPBDE-206 が生成されるメカニズムを示します。

熱または紫外線

John Entwisle および Heidi GoenagaInfante
LGC Ltd、イギリス、テディントン
図 1. PBDE-209 の脱臭素化による PBDE-206 の生成

はじめに
臭素系難燃剤 (Brominated flame retardants、
BFR) は主要な難燃剤グループで、電気機器、織物、自動車の外装などのプラスチッ
ク/ ポリマ材料に添加されてきました。BFR
は、付加する臭素の数が異なるペンタ体、
オクタ体、デカ体の混合標準液として販売されています。
ここでは、ポリ臭素化ビフェニル (PBB) とポリ臭素化ジフェニルエーテル (PBDE) の
2 種類の化合物グループが主に分析対象となります。化学的には、PBDE はジフェニ
ルエーテルの水素原子が最大 10 個まで臭素原子と置換した芳香族化合物です。PBB
は、PCB の塩素が臭素に置き換わった同族体です。
ヒトの神経に対する毒性および内分泌の撹乱の懸念があるとして、PBB と PBDE
は 有 害 物 質 規 制(RoHS) 指 令(2002/95/EC) および電気/ 電子機器の廃棄処理規制 (W EEE) 指令 (2002/96/EC)の対象となりました。欧州連合の委員会決
定 2005/618/EC では、プラスチック中のPBDE と PBB の総量を 1 g/kg (0.1 % )までと指定しています [1]。
プラスチックに含まれる BFR を正確に測定するには、重大な課題がいくつもあります [2]。これらの課題としては、分析上妨
害する化合物が抽出操作時に目的成分と一緒に抽出されてしまうことや、熱や紫外線によって BFR が分解するため、化合物の形態を維持しながら効率的に抽出を行う難しさなどが挙げられます。

この実験では、高速溶媒抽出 (accelerated
solvent extraction, A SE) メソッドを使用 し て 、 選 択 し た BF R (PBDE
47、183、206、 209 および PBB-209) を
プラスチックから抽出しました。トルエ
ンを抽出溶媒として使用し、HPLC-ICPM S を使用して BFR を分離し、検量線法
により定量しました。このメソッドは、欧州標準物質、ERM -EC591 により検証されています。

HPLC-ICP-M S システムは、A gilent 1100
HPLC と A gilent 7500ce ICP-M S とを接続して構成しました。ICP-M S の測定条
件を表 1 にまとめます。同族体の分離は、Phenomenex (イ ギ リ ス 、 マ ッ ク ル ズ
フィールド) 製の Luna フェニルヘキシル
カラム (3 µm、内径 2 mm、長さ 100 mm)
を用い、メタノールのグラジェント (82～
93 % (v/v) M eOH、60 分間) を使用して、
流速 0.18 mL/min で行いました。大量のメタノールを ICP に導入することで生じる問題 (コーンに対する炭素の沈着、プラ
ズマの不安定性など) を最小限に抑えるた
めに、スプレーチャンバを –5 °C に維持し、RF 電源の出力を上げ、オプションガスとして酸素を添加しました (表 1 を参照 )。
BFR の 定 量 は ピ ー ク 面 積 の 和 (m/ z
79+ 81) を用い、9-ブロモアントラセンを内部標準として検量線法で行いました。

実験手法

ネブライザ

Agilent MFN

サンプル前処理コーン

Pt サンプリングコーン、Pt スキマーコーンRF パワー (W)1540

キャリアガス、
アルゴン (L/min)

0.66

ERM -EC591 (ポリプロピレンペレット) を、
遠心ミル (タイプ 17-140 Glen Creston
Ltd、イギリス、ロンドン) を使用して低温粉砕し、0.5 mm のふるいを通しました。こ
の試料は –20 °C で褐色バイアルに保管しま し た 。 高 速 溶 媒 抽 出 に は A S200
(Dionex Ltd、イギリス、キャンバリー) を使用し、90 °C で化合物を抽出しました。
約 0.1 g のサンプルを 1 cm3 のセルを用いて正確に秤量しました。オタワ砂 (Fisher
Scientific Ltd、イギリス、ロンドン) を分散剤として使用し、セルロースフィルタをセルの一端にセットしました。抽出溶媒としては、トルエン (Fisher Scientific Ltd、
イギリス、ロンドン) を使用しました。さらに、A SE 抽出によって得られた試料を正確に秤量しました。

試薬および標準物質

PBDE 47、183、206、209、および PBB209 の単体の 50 ug/mL 同族体標準溶液
を LGC Standards Ltd (イギリス、テディ
ントン ) から購入しました。標準物質と最近実施された国際比較 (CCQM -P114)
ERM -EC591 の抽出物はそれぞれ、内部標
で、プラスチックに含まれる PBDE の測
準溶液 (社内で精製した 9-ブロモアントラ
定手法を評価した結果 [3]、GC-M S 法は
BFR 分析の最も一般的なメソッドですが、 セン、40 mg/kg) を使用し、体積比で 1:1

気相を分離する過程でわずかに脱臭素化される可能性があることが明らかになりました。

HPLC-ICP-MS 分析に希釈しました。

メークアップガス、
0.19
アルゴン (L/min)
オプションガス流量

酸素 (100 mL/min)
バルブを 5 % に設定

スプレーチャンバ
温度 (ºC)-5

測定パラメータm/z

79Br、81Br

ポイントあたりの積分時間 (秒)0.75

トータル測定時間(分)

60

表 1. ICP-MS の分析条件

結果と考察
ERM-EC591 のトータル臭素含有量
PBDE-47 (純度は LGC にトレーサブル )を検量線用標準として使用し、臭素のピー
クをすべて合計することにより、抽出物の総臭素含有量を計算しました。認証値
から、トータル臭素ついての回収率は平均
RSD 2.5 % (n= 6) となりました
で 102 % 、
(2.08 g/kg 、拡張不確かさ (k= 2) 0.07g/kg)。

液体クロマトグラフィでは分離を室温で行い、従って熱による脱臭素化を最小限に抑えることができるため、GC-M S の代替手法として使用できる可能性がありま

10 Agilent ICP-MS ジャーナル 2011 8 – 43年

月

第号と第 44 号の合併号

www.agilent.com/chem/icpms

参考文献

内部標準

79

Br + 81Br 強度/ cps

1. Commission Decision
2005/618/EC. Off J. Eur. Comm. L.,
2005, 214, 65.
2. T . P. J. Linsinger, S. V oorspoels, A .
Liebich.; A nal. Bioanal. Chem.,
2008, 390, 399.
3. R. Zeleny er al. A nal. Bioanal.
Chem., 2010, 369, 1501.

時間/分
図 2. ERM-EC591 抽出物の HPLC-ICP-MS クロマトグラム

HPLC-ICP-MS による
ERM-EC591 中 BFR の定量
以上に述べた手法により、ERM 標準物質
中の PBDE 47、183、206、209、およびPBB-209 の定量分析を行いました。図 2 に、
ERM-EC591 抽出物の HPLC-ICP-M S ク
ロマトグラムを示します。PBDE 47、183、209、および PBB-209 の回収率の平均値は、
表 2 に示すように 93.6～105.6 % でした。
ここで興味深いのは、PBDE-206 の回収率が比較的低いことです。この化合物については認証値がないため、回収率は、この物質の認定時に GC に基づく手法によって得られた参照値に基づいて計算されています。参照値はわずか 4 つのデータに基づいて計算され、平均値の広がりによる

関連する不確かさは 18 % となりました[3]。前述のように、GC による BFR の分離の際に、PBDE-209 の脱臭素化によってPBDE-206 が生成されます。これが、論文にある参照値 [3] と、ここで説明する LCに基づく方法によって PBDE-206 について得られた値の差の要因となります。

結論
高速溶媒抽出と、HPLC を使用した四重極
ICP-M S および外部検量線法による定量の手法について、開発および検証を行いました。その結果、本手法は数十～数百
mg/kg レベルでプラスチックに含まれる
PBDE および PBB を正確に定量できる、便利で有望なツールであることがわかりました。

PBDE 47

PBDE183

PBB209PBDE206a

PBDE 209

認証値 (g/kg)

0.245

0.087

0.748

0.030

0.78

認証不確かさ (g/kg)

0.023

0.008

0.08

0.011

0.09

測定値の平均 (g/kg)

0.259

0.081

0.725

0.021

0.793

標準偏差、n = 6 (g/kg)

0.006

0.006

0.034

0.001

0.021

平均回収率 (%)

105.7

93.1

96.9

70.0

101.6

標準偏差 (%)

2.4

6.8

4.5

3.3

2.7

表 2. ERM-EC591 中の BFR の結果。aEC591 の認証値ではない [3]。また、認証不確かさではなく s (n = 4)。

www.agilent.com/chem/icpms

Agilent ICP-MS ジャーナル 2011 年 8 月 – 第 43 号と第 44 号の合併号

11

新しい
アジレント原子分光装置

国際会議、ミーティング、セミナー
2011 分析展
2011 年 9 月 7 日～9 日、幕張メッセ、千葉
http://www.jaimasis.jp/2011/index.html

Agilent ICP-MS 文献
最新の資料の閲覧、ダウンロードは、www.agilent.com/chem/jp の「ライブラリ」から検索してください。

ICP-M S 市場をリードしてきたアジレン
トに、原子分光分析の分野において最高のソリューションが揃いました。2010 年に世界的に定評の高いバリアンの A A お
よび ICP-OES 製品をラインナップに加えたことで、より充実した無機分析装置をお客様にお届けできるようになりました。
詳細はホームページをご覧ください。

www.agilent.com/chem/jp• PR 記事 : 7700x と HM I および ISIS-DS を用いた岩石分解物のハイスループット分
析 (High T hroughput A nalysis of Rock Digests using the 7700x with HM I and
ISIS-DS)、5990-6783EN• PR 記事 : ヘリウムモードの拡張により、ICP-M S の干渉除去を向上(Enhanced Helium M ode Cell Performance for Improved Interference
Removal in ICP-M S)、5990-6634EN• PR 記事 : 7700 シリーズ ICP-M S 用の新しい M assHunter Workstation ソフトウェ
ア。使いやすさ、生産性、性能 (New M assHunter W orkstation Software for the7700 Series ICP-M S. Ease-of-use. Productivity. Performance)、5990-6416EN• PR 記事 : A gilent 多変量解析ソフト(M ass Profiler Professional) を用いた
7700 シリーズ ICP-M S のデータ評価、5990-7577JA JP

Agilent ICP-MS ジャーナル編集者

本文書に記載の情報は、予告なく変更されることがあります。
アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2011
Printed in Japan. August 31, 20115990-6875JAJP

Karen M orton、アジレント・テクノロジー
E メール: icpms@ agilent.com