DATOS TÉCNICOS
Axitom-5-400

Axitom-5/400
Capacidad

Disco de corte

Motor del disco decorte

Altura x Largo

125 x 290 mm (4,9 x 11,4”)

Diámetro

150 mm (6”)

Longitud de corte

0-440 mm (0”-17,3”)

Diámetro

400 mm (16”)

Diámetro de árbol

32 mm (1,26”)

Velocidad de rotación

1450 rpm (motor), 1957 rpm (COW) a 3x200 V/50 Hz
1730 rpm (motor), 1937 rpm (COW) a 3x200-210 V/60 Hz
1705 rpm (motor), 1909 rpm (COW) a 3x220-240 V/60 Hz
1450 rpm (motor), 1957 rpm (COW) a 3x380-415 V/50 Hz
1745 rpm (motor), 1954 rpm (COW) a 3x380-415 V/60 Hz

Mesa de corte

Ajuste de altura del disco de corte

0-175 mm (6,9”)

Ancho

591 mm (23,3”)

Profundidad

492 mm (19,4”)

Ranuras en T

Ranuras en T con láminas en T intercambiables, 12 mm

Velocidad de avance

0,05-5 mm/s (0,002”-0,2”/s)

Láser
Software y electrónica

OpciónControles

Botón de giro/pulsación, botones

Pantalla

LCD, TFT a color de 5,7”, 320 x 240 puntos con retroiluminación
LEDNormas de seguridad

Etiquetado CE de conformidad con las directivas de la UE

ALCANCE

Para obtener información sobre REACH, póngase en contacto
con su oficina local de Struers.

Entorno deoperaciones

Suministro eléctrico 1

Temperatura ambiente

5-40 °C (41-104 °F)

Humedad35-85% de humedad relativa sin condensación

Tensión/frecuencia

3 x 200 V / 50 Hz

Alimentación de entrada

Trifásico (3L + PE)

Potencia S1

7,5 kW

Potencia S3

60%

Potencia, reposo

20 W

Corriente, máx.

64 A

DATOS TÉCNICOS
Axitom-5-400

Axitom-5/400
Suministro eléctrico 2Suministro eléctrico 3

Suministro eléctrico 4

Suministro eléctrico 5

Tensión/frecuencia

3 x 200-210 V / 60 Hz

Alimentación de entrada

Trifásico (3L + PE)

Potencia S1

9,0 kW

Potencia S360%

Potencia, reposo

20 W

Corriente, máx.

66 A

Tensión/frecuencia

3 x 380-415 V / 50 Hz

Alimentación de entrada

Trifásico (3L + PE)

Potencia S1

7,5 kW

Potencia S360%

Potencia, reposo

20 W

Corriente, máx.

32 A

Tensión/frecuencia

3 x 380-415 V / 60 Hz

Alimentación de entrada

Trifásico (3L + PE)

Potencia S1

9,0 kW

Potencia S360%

Potencia, reposo

20 W

Corriente, máx.

32 A

Tensión/frecuencia

3 x 440-480 V / 60 Hz

Alimentación de entrada

Trifásico (3L + PE)

Potencia S1

9,0 kW

Potencia S360%

Potencia, reposo

20 W

Corriente, máx.

32 A

Sistema derecirculación

Opción. Coolimat-2000 o Cooli System 4

EscapeCapacidad recomendada

80 mm (3,15”)

Funciones avanzadas

Fijado

SíMesa X

SíMesa XY:

SíEstativo con rotación

N/ADATOS TÉCNICOS
Axitom-5-400

Axitom-5/400
Categorías del circuitode seguridad/Nivel decumplimiento

Cierre de seguridad de puerta

PL d, EN 60204-1
Categoría de parada 0, EN ISO 13849-1

Anclaje puerta de seguridad

PL a, EN 60204-1
Categoría de parada 0, EN ISO 13849-1

Accionamiento mantenido

PL c, EN 60204-1
Categoría de parada 0, EN ISO 13849-1

Parada de emergencia

PL c, EN 60204-1
Categoría de parada 0, EN ISO 13849-1

Control de velocidad del eje

PL c
EN ISO 13849-1

Sistema de fluido - enfriamiento

PL b
EN ISO 13849-1

Sistema de fluido - AxioWash

PL b
EN ISO 13849-1

Interruptor diferencial(RCCB)
Nivel de ruido

Se recomienda tipo A, 30 mA (o mejor)
Se requiere un disyuntor de 32 A, tipo D
Nivel de presión acústica de emisión ponderado A en lasestaciones de trabajo

LpA = 75.2 dB(A) (valor medido). Incertidumbre K = 4 dB

Nivel de vibraciones

Emisión de vibraciones declarada

N/ADimensiones y peso

Ancho

115,5 cm (45,5”)Profundidad, (con enchufe)

130,5 cm (51,4”)

Altura174,5 cm (68,7”)

Peso

758 kg (1670 lb)

Medidas realizadas de conformidad con EN ISO 11202

Doc. nº: 16867750_B_es
Fecha de publicación: 2023.06.14