断切度
角とさ長ッ
タピとジ」新発
ゲー
売！

確に測
定を正度

度

ジ
る「デ タル角きでを！
る
測

既存の切断機に取り付けるデジタル定寸器

角既存の切断機に取り付けるだけで切断精度と効率が大幅にアップ !
材料の切断において一番に求められるのは精度出しです。

効果検証例：瓦斯管25A切断の場合〈カット前段取り加工時間比較〉

しかし、スケールの測定では精度に限界があり、コストまた、多品種少量が求められる今日では、切断位置のケガキ合わせやスケール合わせの作業行程も手間や時間がかかり、生産ロスを招いています。
「デジピタット！」は、デジタル表示の定寸機構をスライドさせて寸法設定するというシンプルな操作で、これまで困難だった材料切断加工の精度出しを実現しました。
説明動画

160

加 工 時 間︵ 秒 ︶のかかるNC機では採算が取れないケースもあります。

5059秒

4039%
短縮
36秒

3020100

ケガキ作業

デジピタット！使用既存の切断機に取り付けるだけで多くの作業者が簡単にご使用いただけ、現場の切断加工精度と作業効率が格段に向上します。

取付け型デジタル定寸器
TM

定寸器単体製品が「デジピタット！」です。
お客様側でご用意いただく作業台に取り付けることでご使用いただけます。

作業台一体型デジタル定寸装置
TM

デジタル定寸器をあらかじめ作業台に取り付けた一体型が「デジピタット！ベイシス」です。今お持ちの切断機の隣に据え置くだけでご使用いただけます。

様々な形状の材料に対応し、高い精度で切断角度も測定が可能！
オプション品の［幅広スライドバー］は角度・径の違うパイプや長尺素材の先端も確実にキャッチします。また別売の［デジタル角度ゲージ］を取り付けることにより、切断機の角度もデジタル表示させることができます。

2

正確な寸法設定を簡単に行うための工夫を数多く盛り込みました。
読みやすいデジタル表示
測定は見やすいデジタル表示。目盛りの読み間違いによる加工ミスを低減させます。

電源自動ON/OFF

固定レバー
微調整用固定レバー

電源は定寸器本体をスライドさせると自動的にONになります。また、最終動作から10分で自動OFFになります。
（内部は常時計測）

突き当てバー

作業に応じて突き当てバーを収納定寸器を使用しない時など突き当てゼロリセット機能付き
原点決めに便利な
ゼ ロリセット 機 能付。原 点 を 基 準 に寸 法 設 定 することで、正 確 な 測 定 が可能になります。

3バーを簡単に収納できます。通常の作業も可能です。

寸法設定は簡単なスライド式
定寸器本体をスライドさせると、切断位置からの 距離をデジタル表示。ダイヤルを回せば、0.1mm単位の微調整バリエーション取付け型デジタル定寸器もできます。また、スライド部はリニアモーションガイドをTM採用。滑らかでスムーズな、手に優しく疲れにくい操作性を実現しました。

1000mmタイプ
KFR6091-1000

1500mmタイプ
KFR6091-1500

微調整ダイヤル

2000mmタイプ
KFR6091-2000※特注対応3000mmまで製作可能です。

ガイドレール

作業台一体型デジタル定寸装置

電池内蔵式だから配線作業は不要TM

リチウム電 池 が 本 体に内 蔵された省エネタイプなので、工場の電力を使わず、電源を確保する手間もありません。
電池寿命は10%の負荷で約8年（50%の負荷で約4年)と長持ちします。
※

1000mmタイプが表示されたら電池の寿命です。
電池交換はできません。デジタル表示ユニットの交換になります。

KFR6091-1000BS

ばね定数を最適化し振動を吸収
突き当てバーの末端部に装着されるスプリングのばね定数を最適化し切断ワークから伝わる振動を受け止めるだけで1500mmタイプ

KFR6091-1500BSはなく、上手に逃がすことで切断刃への負荷と切断ワークの跳ねを軽減します。
※切断機側に異常が発生する場 合は突き当てバーを待避させてご使用ください。

2000mmタイプ

KFR6091-2000BS

切断ワークの跳ねを軽減させるイメージ
切断ワーク

スプリング

※特注対応3000mmまで製作可能です。

4寸法・仕様■外形寸法
寸法表

TM290ピッチ

50A

P

質量（kg）

10001320

10005231500

182015006282000232020008331254555(mm)
L

ストローク

25P−M８六角穴付きボルト用

L

250A（測定寸法）130

最大540寸法表

(mm)

ストローク

L

A

10001320

1000

196

1500

1820

1500

248

2000

2320

2000

308

質量（kg）

200

445

190

TMLA（測長寸法）

テーブル高さ700〜940

最大5408-φ12.5隠し穴■本体取り付け例■仕 様（デジピタット、デジピタットベイシス共通）

位置決めピン

5

形式

KFR6091

ディスプレイ表示

液晶

電源

リチウム電池（DC3.0V）内蔵

検出方法

磁気式リニアスケール

安全性

EN610000 - 6-2、EN61326-1に準拠

トラベルスピード

Max10m/s

移動ガイド

リニアモーションガイド

測長精度±(0.5+0.01×L)mm(L=m)

測長範囲

1000・1500・2000mm

測定方向

左（−）右（＋）

繰り返し精度±0.01mm ※表示精度（分解能）

0.1mm

使用温度範囲0℃〜60℃

保存温度範囲-20℃〜70℃

保護等級

前面：IP60

文字高さ13mm

裏面：IP20※相手側の機器の精度、取り付け状態または環境等により変化することがあります。

オプション品（デジピタット、デジピタットベイシス共通）

幅広スライドバー

角度の付いた素材の先端も確実にキャッチします。

角度・径の違うパイプや長尺素材に説明 動 画便利。受けプレートを左右にスライドさせることにより角度の付いた素材の先端も確実にキャッチできるので、デジピタット！の作業性が向上します。
適応機種：KFR5081, KFR6091

60mm
15mm

受けプレートをスライドさせるこ110mmとで、角度の付いた材料の先端15mm

デジタル角度ゲージをキャッチできます。

切断刃の角度をデジタル表示で正確に測定できます。

角度切断時の刃物の角度測定※１します。角度をデジタル説明動画表示することで、目盛の読み違えなどミスを軽減させます。また「度」「度分」の表示単位の切り替えも可能で、図面ごとの角度表示の違いに対応します。

切断機の長年の使用により、錆や油汚れで角度目盛りが読みづらくなっていませんか？

※1 デジタル角度ゲージを使用するにはイメージ■外形寸法［幅広スライドバー（別売）］が必要です。

［幅広スライドバー］に［デジタル角度ゲージ］を装着することで、切断刃の角度をデジタル表示させることができます。

■仕 様
測定範囲

-60°〜+60°（バイス開口150mm以上）

方向切替有り

最小読取り値

1'又は0.01°

器差

±2ʼ

繰返し精度

1ʼ

応答速度

3rpm

表示単位

0°0ʼ（0度0分）又は0.00°（0.00度）

電池／電源

コイン型リチウム電池ＣＲ2032×1個

電池寿命

約2000時間※相手側の機器の精度、取り付け状態または環境等により変化することがあります。

切断機のガイドを基準に、直角の「原点決め」が出来ます。

6

ご使用上の注意事項
・当製品は小径以外には使用しないでください。中・大径材を使用したり、過大な荷重または衝撃荷重を受けると、局部的な永久変形が生じます。また、この永久変形がある限度を超えると円滑な動作の妨げとなります。作業する際、衝撃等を与えないよう充分な配慮をお願いします。
・磁石・溶接・コイルの磁界や、磁性体の影響を受けないように設置してください。
・切断機の機種によっては取り付かない場合があります。また「取付け型タイプ」の場合は、取り付けテーブルをお客様側で製作お願いいたします。
・本 体 の 取 付 け 時 は 位 置 決 めピンで 固 定してください。ねじの 締 め 付 けは適切な長さのねじを用い、適切なトルクで取付穴全てを締め付けてください。
固定不足は位置のずれや落下の原因となります。

ご使用の際は、説明書をよくお読みの上正しくお使いください。

〒791-8042

愛媛県松山市南吉田町2278番地1

TEL（089）965-0665 FAX（089）965-0651
メールアドレス info@kankikai.co.jp
ホームページ http://www.kankikai.co.jp●本仕様は改良の為、予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。
（2022年10月）