TECHNICKÉ ÚDAJEXmatic

Kapacita

Sila, samostatné vzorkyNieDržiak vzoriek

Priemer: 140 mm pre kotúč MD s priemerom 250 mm
Priemer: 160 mm pre kotúč MD s priemerom 300 mm

Vysokorýchlostná rovinná
brúsna stanica

Priemer

270 mm.

Rýchlosť

1 450 ot./min.

Odstránenie materiálu

0,05 mm – 6 mm, variabilné v krokoch po 0,05 mm

Smer otáčania

V smere hodinových ručičiek

Recirkulačný systémÁnoVýkon motora

Brúsna a leštiaca stanica
MDNepretržité (s1)2,2 kW

Priemer

250 mm alebo 300 mm

Rýchlosť otáčania

50 – 600 ot./min. (1 000 ot./min. pri odstreďovaní kotúča)

Smer otáčania

V smere hodinových ručičiek

Výkon motora

Posúvač vzorky

Nepretržité (s1)

1,5 kWDržiak vzoriek

Platí len pre držiaky so štítkom RFID

Max. hmotnosť

4 kg (8,8 libier) vrátane vzoriek

Max. výška držiaka

40 mm

Max. výčnelok vzorky pod držiakom6 mm

Sila

50 – 500 N v krokoch po 10 N

Presnosť sily+/-10 % až do 100 N, +/-10 N pri vyšších hodnotáchRýchlosť otáčania
v procese

50 – 300 ot./min., variabilné v krokoch po 10pri sušení

1 200 ot./min.

Smer otáčania

V smere hodinových ručičiek, proti smeru hodinovýchručičiek

Motor

1,1 kW

Krútiaci moment

7,3 Nm pri 150 ot./min.

Zvislý dopravník

Počet držiakov vzoriek

8Zdvíhač MD

Počet povrchov MD8

TECHNICKÉ ÚDAJEXmaticČistiaca stanica

Funkcie

Vysokotlaková voda

40 barAlkohol a mydloÁno

Odstránenie materiálu

0,05 mm – 6 mm na brúsnej a leštiacej stanici MD

Orovnávanie brúsneho kameňa s vysokým odstraňovanímAutomatický diamantový hrot

Ošetrenie povrchov MD

Automatické (diamantový hrot/ tyčinka s oxidom hliníka)

Automatické dávkovanie

7 čerpadiel pre suspenziu OP alebo DP1 ejektor na alkohol pre čistiacu stanicu
1 ejektor na mydlo pre čistiacu stanicu
Automatické čistenie dávkovacích hadičiek

MožnostiSoftvér a elektronika

Vysokorýchlostná rovinná brúsna stanica

ÁnoUltrazvukové čistenieÁnoRecirkulácia pre brúsnu/leštiacu stanicu MDÁnoDotyková obrazovka

Kapacitný

Displej

LCD, 12.1" (1280 x 800)Bezpečnostné
normy/smernice/právne
predpisyPozri vyhlásenie o zhode/návod na použitiePozri vyhlásenie o zhode/návod na použitie.

REACHInformácie o REACH získate v miestnej kancelárii spoločnosti Struers.

Prevádzkové prostredie

Teplota okolia
Počas prevádzky

5 – 40 °C (41 – 104 °F)

Počas prepravy– 25 °C – 55 °C (preprava)– 25 °C – 70 °C (max. 24 hodín počas prepravy)

Prívod vody (voda zvodovodu)

Odtok odpadovej vody

Vlhkosť

35 – 85 % RV, nekondenzujúca

PrietokMin. 10 l/m (2,6 gpm)

Vodovodný vpust, prípojka

3/4"Tlak

2 – 9,9 bar (29 – 143 psi)

Priemer

50 mm (1,97”)Výška vývodu50 cm (19,7") nad podlahou

Max. vzdialenosť od odtoku

600 cmSklon

Min. 8 %TECHNICKÉ ÚDAJE
XmaticPrívod stlačeného vzduchu

Napájací zdroj

Tlak

6 – 9,9 bar (87 – 143 psi)

PrietokMin. 200 l/m (53 gpm)

Odporúčaná kvalita

Trieda 3 podľa špecifikácie v norme ISO 8573-1

Napätie/frekvencia

220 V/430 V +/-10 % (50/60 Hz)

Napájací vstup

15 A

Napájanie
Menovitá záťaž1,5 kWVoľnobeh

195 W

Elektrický prúdVýfuk

Rozmery a hmotnosť

Kategórie bezpečnostných
obvodov/ÚroveňvýkonnostiMenovitý

6 A/4 AMax.

15 A/7,5 A

Prúd, najväčšia záťaž

4,6 A

Priemer

100 mm (2")

Odporúčaná kapacita

250 m³/h (8 830 ft³/h)Šírka242,5 cm (95,5")Hĺbka75,0 cm (29,5")

Výška

189,0 cm (74,4")Výška (s otvoreným krytom)

244,0 cm (96,0")

Hmotnosť

960 kg (2 116,4 libry)

SF-1
Núdzové zastavenie

PL c, kategória 1

SF-2
Blokovanie ochranného krytu proti brúseniu

PL d, kategória 3

SF-3
Funkcia obmedzenej rýchlosti, kameňPL d, kategória 3

SF-4
Limitovaná funkcia rýchlosti, unášač držiaka vzoriek

PL d, kategória 3

SF-5
Blokovanie hlavného bezpečnostného krytu, nebezpečnépohyby

PL d, kategória 1

SF-5ABlokovanie hlavného bezpečnostného krytu, voda a etanol

PL c, kategória 3

Kategória zastavenia 0

Kategória zastavenia 0

Kategória zastavenia 0

Kategória zastavenia 0

Kategória zastavenia 0

Kategória zastavenia 0

TECHNICKÉ ÚDAJE
XmaticSF-6
Blokovanie hlavného bezpečnostného krytu pomocou
blokovacieho zariadenia

PL a, kategória b

SF-7
Zariadenie na blokovanie dverí výmenníka MD

PL c, kategória 3

SF-8
Zariadenie na blokovanie dverí výmenníka MD

PL c, kategória 1

SF-9
Blokovanie dverí zvislého dopravníka

PL d, kategória 3

SF-10
Blokovanie dvierok recirkulačnej jednotky, stanica MD

PL b, kategória 1

SF-11
Blokovanie dvierok recirkulačnej jednotky, stanica
brúsneho kameňaPL b, kategória 1

SF-12Časovač odsávania

PL b, kategória 1Úroveň hluku

Hladina hluku na pracoviskách, hodnotená váhovým filtromA

LpA = 64,4 dB(A) (nameraná hodnota). Neistota K = 4 dBÚroveň hluku

Ekvivalentná hladina akustického tlaku ultrazvuku(ekvivalentná hladina ultrazvuku)

Lteq, T = 95,2 dB(A) (nameraná hodnota). Neistota K = 2 dBÚroveň hluku

Uvedené hodnoty predstavujú úrovne emisií a nemusia nevyhnutne predstavovať bezpečné pracovné úrovne. Hoci existuje
korelácia medzi emisiami a úrovňami vystavenia, nemožno ju spoľahlivo použiť na určenie toho, či sú potrebné ďalšiebezpečnostné opatrenia. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú skutočnú úroveň expozície pracovníkov, patria vlastnosti
pracovnej miestnosti, iné zdroje hluku atď., t. j. počet strojov a iných súvisiacich procesov.

Kategória zastavenia 0

Kategória zastavenia 0

Kategória zastavenia 0

Kategória zastavenia 0

Kategória zastavenia 0

Kategória zastavenia 0

Kategória zastavenia 0

V jednotlivých krajinách sa môže líšiť aj prípustná úroveň expozície. Používateľ stroja bude však pomocou týchto informáciívedieť lepšie vyhodnotiť nebezpečenstvo a riziko.
Úroveň vibrácií

Deklarovaná úroveň vibrácií

N/AČ. dok.: 16887750_A_sk
Dátum vydania: 2022.05.01