GC、GC/MS
Agilent カラム分析機器部品カタログ

GC、GC/MS

分析が困難なサンプルについても再現性の高い優れた性能を実現
40 年以上にわたり、アジレントはガスクロマトグラフィーの技術革新を牽引し、画期的な製品を発表してきました。アジレントは、GC および GC/MS 用のカラムや消耗品についても、業界で最も充実した製品を提供し、リーダーとしての役割をさらに強固なものとしています。すべてのアジレント製品は、ダウンタイムを最小限に抑え、信頼性の高い一貫性のある高品質の結果を提供するために、厳しい仕様に従って製造されています。

Agilent ウルトライナート

ソリューション

分析の成功に欠かせない不活性な流路を提供します。ウ
ルトライナートスプリット/スプリットレスライナは、品質と一貫性を保証するために厳格な検査と製造を行っています。Agilent J&W ウルトライナート GC カラムは業界で最も厳しい試験プローブを使用してテストされているため、低い検出下限が実現し、分析が困難な対象化合物で高精度のデータを得ることができます。アジレントの GC
および GC/MS は、微量分析に求められる要素をカバーし、MS の分離能、スペクトルの完全性、検出下限を劇的に向上します。

GC、GC/MS 消耗品
少ない人数で、数多くのサンプルを高い検出レベルで分析したい。このような要求により、ラボは機器の生産性と性能の最大化といった課題に直面しています。お客様がラボで直面する数多くの課題の解決のために、アジレントは、革新的で定評ある GC カラムと消耗品を幅広く取り揃え、その性能、品質向上のための努力を続けています。ダウンタイムを回避できれば、分析やビジネスの課題に対応するために多くの時間を使うことができます。
活性のきわめて高い化合物の微量分析で検出限界の向上を目指すラボのために、アジレントのイナートフローパスソリューションが信頼性の高い不活性な流路を確保し、感度、精度、および再現性を向上します。業
界をリードする Agilent J&W GC カラムを、アジレント独自設計の新しい

GC カラムナットおよびフェラルを使用して取り付けることで、毎日の操作を簡略化すると同時に GC および GC/MS システムの出力を最大化することができます。
• イナートフローパスコンポーネント (ウルトライナート GC カラム、ウ
ルトライナートライナ、ウルトライナートゴールドシール、フレキシ
ブルメタルフェラル付き UltiMetal Plus キャピラリフローテクノロジー
デバイス) には、サンプルの完全性を確保するために、アジレント独自の不活性化技術が使用されています。

• 使いやすく便利なタッチレスパッケージに入ったセルフタイトカラム
ナット、UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル、ウルトライナート
ライナなどの製品による「接続性の向上」により生産性が向上します。

• Agilent CrossLab ブランドやアジレントのバルク消耗品など、ラボのニーズに応える最高の GC 製品を幅広く取り揃えました。

Agilent J&W GC カラム
酸性/塩基性官能基化合物や、これらの官能基が混在した化合物向けの最高の不活性度、最小のブリードレベル、最も厳密なカラム間再現性を提供します。質量分析グレードの GC カラム (VF-ms、 DB-ms およびHP-ms) は、堅牢な性能、低いカラムブリード、幅広い選択性を提供します。LTM カラムモジュールは、フューズドシリカキャピラリ GC カラ
ムを加熱および温度感知コンポーネントと組み合わせたもので、カラムを効率的に加熱および冷却することができます。さらに、一体型
ガードカラムが、サンプルマトリックス中の不揮発性化合物から分析
カラムを守ります。

www.agilent.com/chem/GC:jp1

目次
アジレントのソリューション、サービス、サポート ......... 4

検出器システム............................................................................92

注目の製品 ................................................................................. 8

水素炎イオン化検出器 (FID) .................................................92

Agilent 部品と消耗品 ............................................................... 14

電子捕獲型検出器 (ECD) ........................................................100

GC、GC/MS メンテナンススケジュール ..............................14

熱伝導度検出器 (TCD).............................................................103

バルク GC 消耗品 ........................................................................16

炎光光度検出器（FPD） ........................................................108

注入口セプタム............................................................................17

窒素リン検出器 (NPD)............................................................116

注入口ライナ ................................................................................24

化学発光窒素検出器と化学発光硫黄検出器 .....................122

Agilent ウルトライナートライナ ............................................26

GC 用標準溶液 ..............................................................................124

キャピラリカラムフェラルとナット .....................................34

7820A GC システム .....................................................................125

GC カラム接続消耗品 .................................................................40

GC/MS 部品と消耗品 .................................................................141

キャピラリ・フロー・テクノロジー用消耗品 ....................42

MSD の汚染 ...............................................................................142

プレスフィットキャピラリカラムコネクタ ........................44

イオン源 .....................................................................................149

Graphpak キャピラリコネクタ .................................................45

MSD フィラメント ..................................................................162

ラージバルブオーブン ...............................................................46

ベントバルブ消耗品................................................................163

バルブとループ............................................................................47

ガスクリーンフィルタ ...........................................................164

サンプル導入システム ...............................................................50

四重極マスフィルタ................................................................164

アジレントの GC、GC/MS、および GC/HS 用バイアルとキャップ .............................................................................................56

MSD エレクトロンマルチプライヤと交換用ホーン ......165

ヘッドスペースバイアルとキャップ ..................................56
高性能セプタム ........................................................................57

CombiPAL ヘッドスペースバイアルとキャップ ..............59
クリンパとデキャッパ ...........................................................60

Teledyne Tekmar パージ & トラップ消耗品...........................62
Markes サーマルディソープション (熱脱着).......................65
注入口システム............................................................................67
スプリット/スプリットレス注入口....................................69
マルチモード注入口................................................................76
クールオンカラム注入口 .......................................................78
温度プログラム気化 (PTV) 注入口 ......................................81
パックドカラム注入口 ...........................................................882

真空システムおよびポンプ ...................................................166
ディフュージョンポンプ .......................................................168
静音ボックス ............................................................................169
ロータリポンプ ........................................................................170

7000 トリプル四重極 GC/MS ...............................................171
GC/MS 用 7200 Q-TOF.............................................................175
240-MS 用部品および消耗品 ................................................178
220-MS 用部品および消耗品 ................................................180
GC/MS 用標準試料 .....................................................................181
アジレントシリンジ ...................................................................183

Agilent CrossLab GC 部品と消耗品 ........................................ 192

アプリケーション ..................................................................... 500

CrossLab 製品の説明 ..................................................................193

環境 .................................................................................................501

ブルカー、バリアン GC システム用消耗品 .........................206

炭化水素 .....................................................................................501

パーキンエルマー GC システム用消耗品..............................221

農薬および除草剤 ....................................................................506

島津製作所 GC システム用消耗品 ..........................................227

半揮発性物質 ............................................................................532

サーモサイエンティフィック GC システム用消耗品 ........234

揮発性物質.................................................................................544

CTC GC オートサンプラ用消耗品............................................239

大気分析 .....................................................................................549

Agilent J&W GC カラム ........................................................... 240

食品、香料 ....................................................................................554

カラムの選択 ................................................................................247

エネルギーと燃料 .......................................................................576

カラム選択の原則 .......................................................................247

工業化学 ........................................................................................602

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド ..................262

法医学/毒物学および医薬品 ....................................................635

Agilent J&W ウルトライナート GC カラム...........................286

インデックス ............................................................................. 652

Agilent J&W 高速高分離 GC キャピラリカラム ..................293

オーダー情報 .............................................................................

低ブリード GC/MS カラム .......................................................294
ポリシロキサンカラム ...............................................................318
ポリエチレングリコール (PEG) カラム .................................351
特殊カラム ....................................................................................362

PLOT カラム ..................................................................................420
非結合型固定相を使用したカラム .........................................441
ガードカラム ................................................................................445

LTM カラムモジュール ..............................................................447
フューズドシリカチューブ ......................................................464
ステンレス製チューブ ...............................................................469
パックド GC カラム ....................................................................470カスタム GC カラムのご案内 ...................................................481

GC カラムテスト用標準.............................................................482
カラムの取り付けとトラブルシューティング ....................484

www.agilent.com/chem/GC:jp3

アジレントのソリューション

40 年以上にわたり、

アジレントは革新を続けてきました。
お客様の分析をサポートするために、アジレントは研究と開発を続け、次のような革新的な技術を発展させてきました。

• より不活性度の高いサンプル流路を確保し、高いカラム間再現性を持つ新しい GC カラム• 条件の厳しいアプリケーションでも必要な感度と信頼性を達成する、種類豊富な LC カラム• 信頼性の高い抽出と濃縮を可能にする最先端のサンプル前処理製品• 対象化合物と未知化合物を同定/確認するための原子分光分析ソリューション
長年にわたり、アジレントはお客様の要求にお応えするための技術や製品を開発してきました。
変化し続けるお客様のニーズと、より高い分析への要求に応えるため、さらに充実したソリューションを提供いたします。

化学分析ソリューション
食品

法医学

食品中の農薬の大容量スクリーニングから、病原体の迅速な同定まで、
食品生産、輸出入、規制にかかわるさまざまな分析ニーズに対応します。使いやすいアナライザや更新されたスクリーニングライブラリにより、堅牢で信頼性の高いメソッドをすばやく開発することができます。
業界をリードするアジレントのガスクロマトグラフおよび質量分析シス
テムは、さまざまな食品分析に用いられ、その性能の高さが広く認められています。

法医学的調査のための毒物試験、競技者のドーピングのスクリーニン
グ、麻薬のサンプル分析、事件現場での爆発性残留物の調査、そのいずれにおいても装置の精度が生命や人生を左右します。アジレントは、数千種類もの物質の同定、確認、および定量を実行できる包括的なワーク
ステーションソリューションのポートフォリオにより業界をリードしています。

環境
アジレントでは、40 年以上にわたって環境試験と法規制対応に関する技術を提供してきました。土壌中の重金属分析から、ppt レベルの低濃度で地下水に含まれる医薬品の検出まで、幅広い分析範囲をカバーします。

エネルギー・化学
アジレントは、プロセス産業のニーズに合致した、分離システム、検出装置、スループット、サポートを提供します。システムやアナライ
ザをカスタマイズし、納品後すぐに使える状態でお届けすることも可能です。原油、天然ガス、および精製から特殊化学品または代替燃料まで、アジレントは業界の厳しい品質要件を満たすと同時に、エネル
ギーおよび化学ラボの品質、安全性、および収益性を向上する最新の技術とソリューションを提供します。アジレントは、絶えず進化を続け、業界標準となる ASTM コラボレーションをリードしています。

4

ラボインフォマティクス
データを取り込み、分析し、共有する方法は、ラボの効率に大きく影響します。アジレントは、お客様のワークフローやアーキテクチャに基づく機能豊富なソフトウェア製品を幅広く提供しています。OpenLAB は、装置やローカルデータシステムの統一化が可能で、高い拡張性により、投資を有効に活用できます。アジレントは、データの収集、解析、管理までの各ステップで、より高い価値を提供することを約束します。

マテリアルサイエンス
アジレントでは、先進的な物質の研究、製造、および試験に使用される機器のポートフォリオを新たに拡張しました。原子吸光分光光度計、分子分光法、クロマトグラフィー、X 線回折装置は、すべて物質科学の継続的な進歩を支えています。

ライフサイエンスソリューション
バイオファーマ

ゲノミクス

バイオ医薬品製剤は健康促進のための大きな可能性を秘めており、これまでに経験のない医学上のニーズに対応するために治療用タンパク質および抗体の数は増え続けています。疾病の研究から QA/QC および製造まで、アジレントは、開発のすべての段階で治療法を市場に送り出すための研究をお手伝いします。アジレントの製品ファミリーは、生物製剤のワークフローにおいて、研究、発見、および開発の原動力としてシームレスに連動します。アジレントは、逆相、サイズ排除、イオン交換、およびアフィニティクロマトグラフィーなど、さまざまなカラムを取り揃え、生体分子の完全な特性分析をサポートします。アジレントのバイオイナー
ト消耗品は、生体分析に最適化したフローの構築を可能にします。

アジレントは、遺伝子関連疾病の研究で使用されるマイクロアレイ、ス
キャナ、NGS 試薬における世界的なサプライヤです。SureSelect および
HaloPlex Target Enrichment システムはこの分野での実質的な標準であり、次世代シーケンス研究を簡素化するシステムです。アジレントは、無償のオンライン設計ツール、SureDesign を使用してカスタムアレイを生成する幅広いカタログ CGH および遺伝子発現マイクロアレイと高度に開発された機能を提供します。アジレントのマイクロアレイは、高感度で選択性が高い 60-mer プローブを備えており、1 スライドあたり最大 8 つのアレイをプリントできるため、サンプルあたりの費用を低く抑えることが可能です。

医薬品

ライフサイエンスインフォマティクス

新薬候補物質の評価、効能の確認、開発および製造時の安全性およびコ
ンプライアンスの保証のための効率的なプロセスが必要とされています。アジレントは、すべてのラボで、また世界規模でコンプライアンスの信頼性と再現性を保証するために、長年にわたり医薬品企業と協力してきました。アジレントの医薬品ソリューションは、自動サンプル前処
理、業界をリードする U/HPLC システム、幅広い高速 LC カラムファミ
リ、オープンアクセス LC/MS、分光分析、および自動溶出試験製品により、製品ライフサイクルのすべての段階で高いスループットを提供します。LC 消耗品やランプなどの幅広い製品ファミリは、すべての分析の最適化に役立ち、ラボの生産性をさらに向上させます。

アジレントは機器の品揃えを充実させるとともに、複雑なゲノム、プロテオミクス、メタボロミクスなどの生物学的データを理解するためのバ
イオインフォマティクスソフトウェアも幅広く提供しています。SureCall
および CytoGenomics ソフトウェアは NGS および aCGH データを分析します。GeneSpring スイートは、複雑なデータセットを比較して複数の視点から生物学上の疑問を解決するために役立つ、マルチオミックス分析および視覚化機能を提供します。GeneSpring スイートには、マイクロアレ
イに基づく遺伝子発現およびジェノタイピングデータのための GX モ
ジュール、パスウェイ解析およびマルチオミック分析のための PA モ
ジュール、およびプロテオミクスおよびメタボロミクス分析の質量分析
データを解析する MPP ソフトウェアがあります。

プロテオミクス

ラボオートメーション

プロテオミクスは、タンパク質同定、翻訳後修飾はもちろん、インタク
トプロテイン、糖タンパク質、リン酸化タンパク質などの分析から糖鎖の構造解析、バイオマーカー探索、タンパク・ペプチド定量など、多岐に渡ります。アジレントでは、 HPLC-chip をはじめとする分離技術や、
LC/MS、MassHunter Bio Confirm、GeneSpring MS などのソフトウェアや統計
ツール、アフィニティカラム、OFFGEL 分画装置を提供しています。プロ
テオミクスのワークフローにマッチした包括的ソリューションを提供します。

スループットの向上とラボの自動化に対する需要は急激な高まりを見せています。このニーズにお応えするため、アジレントはラボ自動化関連の製品群を大幅に拡張しました。アジレントのリキッドハンドリング装
置とマイクロプレートハンドリング製品は、ライフサイエンスワークフ
ローを簡素化するように設計されています。また、LC、GC、LC/MS、および GC/MS 用のオートサンプラを継続的にアップグレードして機能を追加し、速度を向上させることで、高度な機器性能を実現しています。

メタボロミクス

真空テクノロジー

メタボロミクスは、ゲノミクスやトランスクリプトミクス、プロテオミ
クスとは異なる補完的な方法で生体系を理解し、分析サンプルの有効性を立証および確認することができます。代謝物内の分子は絶えず変化す
るため、速度、精度に優れた強力な解析機能が求められます。アジレン
トの GC、LC、および MS 製品は、バイオインフォマティクス製品、カスタマイズ可能な LC/MS 用の METLIN 代謝物データベース、業界初のGC/MS リテンションタイムロッキング代謝物ライブラリなどとあわせて、メタボロミクスにおけるニーズに対応します。

高エネルギー物理学の実験からナノ技術用のシステム開発まで、お客様のニーズに応える真空ソリューションを提案します。アジレントの質量分析機器に加え、他社メーカーの質量分析機器でも使用される真空シス
テムを製造しています。アジレントの真空技術は、ヒッグス粒子の検出に使用された CERN のビッグバンマシンにより実証されています。

www.agilent.com/chem/GC:jp

5

サービスとサポート

アジレントのサポートサービス
本来の業務に専念するために、他の業務はアジレントのサポート/サービスにお任せください。
アジレントは、40 年以上に渡り、お客様に信頼性の高い機器を提供し、そのサポートサービスや
メンテナンスを行ってきました。ラボの生産性向上に尽力する経験豊かなサービスエンジニアとグローバルなネットワークにより、アジレントはお客様の投資の価値を高め、保護します。

Agilent アドバンテージサービスプラン
一歩進んだアジレント
サービス保証Agilent アドバンテージサービス
契約の対象となっている機器に不具合が生じた場合、アジ
レントはその修理または交換作業を無償で実施します。
ラボを最高の効率で稼働し続けるため、他のメーカーに先行した高いレベルのサポート
サービスを提供します。

アジレント機器を支える最高のサービスをご用意しました。
必要とされるサポートレベルを選択できる、柔軟性の高いサービスプランを取り揃えました。

• Agilent アドバンテージゴールド - 機器稼働率と生産性を最大限に引き上げる最優先プラン• Agilent アドバンテージシルバー - ラボの生産性を最適化するためのプラン• Agilent アドバンテージブロンズ - 厳しいコスト管理にも対応できるプラン• Agilent 延長保証 - 機器の修理費用を抑えるプラン
Agilent アドバンテージサービスプランには、リアルタイムのリモートモニタリングと診断を行う
Agilent リモートアドバイザーが含まれます。インターネット接続を通じて、アジレントのサポー
トサービス担当に情報を安全に送信します。アセットレポートの受け取り、問題を未然に防ぐ電子メール警報設定など、機器稼働時間の最大化とラボワークフローの最適化により、ラボの生産性向上を支えます。

Agilent CrossLab サービスでは、他メーカーの分析機器にもアジレントが誇る高品質のサービスを提供します。アジレントが培ってきた信頼性の高いサポートサービスを、機器メーカーを問わずに受けることができます。

Agilent コンプライアンスサービス
最も厳しい要件を満たす機器適格性評価
エンタープライズエディションのコンプライアンスサービスは、ラボ全体の適格性評価コンプラ
イアンス対応を簡素化します。このサービスは、ISO や規制当局などの規制に準拠することが求められているラボで世界的に使用されています。エンタープライズエディションでは以下のことが可能になります。
ラボマネージャーとユーザーを対象とした調査で、アジレントはラボのコンプライアンスサービスのベンダーとして第 1 位に輝きました。

• プラットフォーム全体でプロトコルを調整することにより定性の効率を向上し、ラボの効率アップと規制対応リスクを低減• 使用機器すべてで動作する堅牢なテスト設計を用いたコンプライアンス作業全体の標準化• ユーザー独自の要件に基づくテストの追加、削除、再設定• 書式が統一され、コンピュータで生成された不正防止レポートによる確認時間の大幅短縮

6

サービスとサポート

アジレントのトレーニングとコンサルティングサービス
充実したトレーニングとサポート
アジレントの専門エンジニアが提供する、充実したトレーニングやコンサルティングをご活用く
ださい。毎日のラボ業務に役立つプログラムを用意しています。

• 機器の操作、トラブルシューティング、メンテナンスについて、集合トレーニング、オンライン
トレーニング、オンサイトトレーニングを実施• お客様のラボ独自のニーズを満たす、カスタマイズされたコンサルティングサービス

アジレント バリュープロミス –10 年間保証された価値
絶えず進化する製品ラインナップに加え、アジレントは充実したサポートサービスを提供しています。アジレントバリュープロミ
スは、ご購入の日から 10 年間、製品の性能と価値をサポートするというものです。また、アップグレードの際には、製品の残存価値に見合った導入プランを提供します。アジレントは、購入時における安心を保証するだけではなく、将来に渡る投資の価値も保証します。

詳細情報は、ウェブサイト www.agilent.com/chem/jp をご覧いただくか、
アジレントサービスまたは販売店にお問い合わせください。

テクニカルサポート
ハードウェア、ソフトウェア、アプリケーション、機器の修理、またはトラブルシューティングに関して質問がございますか? アジレントの技術者がお客様のご質問にお答えします。豊富な分析経験を持つテクニカルサポート担当者が、その知識と経験をご提供します。
本カタログ記載の製品に関するご質問は、担当営業またはアジレントの販売店にお問い合わせく
ださい。ホームページでも役立つ情報を提供しています。

詳細情報
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。
• 専門家による技術サポートについては、アジレント担当営業または販売店までお問い合わせください。
• 販売と製品に関するサポートが必要な場合は、カストマコンタクトセンタ (0120-477-111) までお電話でお問い合わせください。

• メールによるサポートをご希望の場合は、便利なオンラインフォームをご利用ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp

7

注目の製品アジレント GC と GC/MS システム
最高の生産性と性能を実現するシステム
ガスクロマトグラフィーのリーディングカンパニー

Agilent 7890B GC
高度な分離性能と生産性を向上させるパワフルなツールを備え、よりよい分析結果を得るために必要な機能を提供します。

Agilent 7820A GC
標準 GC メソッドを使用したルーチン分析に必要な、小規
模から中規模のラボ向けの低コスト、高品質のソリュー
ション

Agilent 6850 シリーズ II GC
省スペース、使いやすさ、独立したチャネルの柔軟性など、ラボの生産性を向上させる優れた装置

Agilent 7697A ヘッドスペースサンプラ
アジレントの 7697A ヘッドスペースサンプラは、業界をリードするアジ
レントの実績と技術力に基づく高度な設計を採用しています。

8

注目の製品

業界で最も幅広い GC および GC/MS システム、サポート、消耗品を取り揃えています。

Agilent 490 マイクロ GC と 490-PRO

測定場所を選ばず、必要な結果を直ちに取得できる GC ソリューション

世界に認められたベストセラー、
Agilent 5977 シリーズ GC/MSD

5975T LTM GC/MSD
5977A GC/MSD

ラボ品質の分析を、オンサイトで高速に実現する、コンパクトな可搬型 GC/MS

5977E GC/MSD

業界をリードする 7890B GC による優れた性能、信頼性、生産性

7820GC をを組み合わせたコスト効率の高い
GC/MSDwww.agilent.com/chem/GC:jp

9

注目の製品

アプリケーションと目的に応じた GC/MS/MS の製品ラインナップ

Agilent 7010 トリプル四重極 GC/MS
7010 トリプル四重極 GC/MS は、規制強化に伴う、より進んだ分析への対応を検討しているラボに最適なシステムです。優れた感度と性能により、妥
協のない結果を提供します。

Agilent 7000C トリプル四重極 GC/MS
コストパフォーマンスに優れた実績あるソリューションを必要としているラボに、精度と信頼性を提供します。

10

注目の製品

卓越した定性分析を発揮する

Agilent 7200 Q-TOF GC/MS
Agilent 7200 Q-TOF GC/MS は、Agilent 7890B GC の分離能、TOF
アナライザの高い検出選択能力、正確な質量情報を結合させた、世界初の Q-TOF GC/MS システムです。

アジレントアナライザと
アプリケーションキット
新しいアプリケーションをオンラインで入手できます。ラボの可能性が広がります。
アジレントの GC、マイクロ GC、GC/MS、および GC/MS/MS アナライザは、工場で構成され、試験済みの状態で出荷されるため、納品後すぐに分析を開始することができます。

www.agilent.com/chem/GC:jp

11

注目の製品アジレントガスクリーンフィルタ
アジレントのガスクリーンフィルタシステムはガスの品質を向上し、生産性を最大限に引き上げます。ク
リーンなガスによってカラムの劣化や、検出感度の低下、分析装置のダウンタイムといったリスクが低減されます。ガス中の不純物 (酸素、炭化水素、水分) は、感度低下や GC の精度低下を引き起こし、カラムや消耗品に損傷を与えることがあります。ガスラインの装置入口の直前にガスクリーンフィルタシステムを設置することで、不純物のレベルが大幅に低下し、問題の発生を未然に防ぐことができます。

164 ページをご覧ください

ウルトライナート GC カラム
Agilent J&W ウルトライナート GC カラムファミリは、カラムの不活性度と卓越した低いカラムブ
リードを実現し、分析が難しい化合物に対しても検出下限を下げ、正確なデータ取得を可能にします。個々のカラムは、業界で最も厳しいウルトライナートテスト混合液を使用してテストされており、個別の品質証明書が各カラムに添付されています。

286 ページをご覧ください

活性化合物の微量分析を実施する必要があるラボのために、アジレントの不活性流路ソリューションが信頼性の高い不活性な流路を確保し、感度、精度、および再現性を向上します。

ウルトライナートライナ
ガラスウール入りでも、Agilent ウルトライナート注入口ライナは、堅牢で再現性と信頼性の高い
不活性な GC 流路を提供します。これらのライナは厳しいテストを受け、非常に活性の高い化合物でも卓越したバッチ間均一性、低ブリード、広い対応範囲を提供することが認定されています。

26 ページをご覧ください

バルク GC 消耗品
分析数の多いラボには、経済的なバルクパッケージが最適です。高品質なクロマトグラ
フィー消耗品を便利で経済的なパックで提供します。

16 ページをご覧ください

12

注目の製品Agilent CrossLab GC 消耗品
Agilent CrossLab は、メーカーにかかわらず、機器の性能や生産性をさらに向上する消耗品です。
妥協のない信頼性を提供する互換性の保証により支えられています。万一問題が発生した場合には、次の保証で対応いたします。

• 消耗品の 90 日間の返金保証• 技術サポートコンサルティング• 必要に応じた機器の無償修理またはサービス
CrossLab には次のメリットもあります。

• 40 年以上にわたるクロマトグラフィーの知識• ルーチンアプリケーションや困難なアプリケーションに最適な消耗品• 簡単な操作と再現性の高い結果• アジレントの基準に従って製造された高品質の消耗品• アプリケーションサポート• 充実した技術サポートと迅速なデリバリー• 一括購入の利便性と経済性• 90 日間の保証メーカーを選ばず使用できる、高性能な消耗品
アジレントは、最高の品質を提供するメーカーとしてお客様から信頼をいただいています。
そのアジレント製品と同じ信頼性と品質をアジレントの CrossLab 消耗品でもお届けできるようになりました。CrossLab は、お客様のラボでご使用中の主要メーカーの機器向けに設計された消耗品です。
アジレントのサービス部門が、すべての主要機器メーカーのサービスに CrossLab 消耗品を選択していることも、その品質と性能に対する自信の表れです。
アジレントは、CrossLab によってお客様、お客様の機器、お客様のラボを支えます。

Agilent CrossLab GC は、ブルカー/バリアン、CTC、パーキンエルマー、サーモ、島津製作所などの機器に適合します。プレミアムノンスティック注入
口セプタム、ウルトライナート注入口ライナ、ライナ O-リング、カラム
フェラルおよびナット、オートサンプラシリンジ、バイアルとキャップなど、幅広い消耗品を提供しています。
192 ページをご覧ください

www.agilent.com/chem/GC:jp

13

Agilent 部品および消耗品

Agilent 部品および消耗品
GC、GC/MS メンテナンススケジュール
項目

一般的なスケジュール

作業内容/コメント

ガスピュリファイア (キャリアガス
および検出器ガス)

6～12 ヶ月ごと

交換スケジュールはガスの容量とグレードに基づきます。一般的に、インジケータなしのトラップは 6～12 ヶ月ごとに、インジケータ付きトラップ
は色が変わったら交換します。

内部スプリットベントトラップ

6 ヶ月ごと*EPC への逆流を防ぎ、費用の掛かる修理を回避するため、定期的な交換が外付スプリットベントトラップ

6 ヶ月ごと*サンプル測定対象化合物がラボ内に吐出されることを防ぐために定期的に交換します。

流量計キャリブレーション

1～2 年ごと

電子流量計の再キャリブレーション: ユニットの推奨スケジュール (キャリブレーション証明書に記載) に従います。

シリンジ、シリンジニードル

3 ヶ月ごと*シリンジの汚れが目立つ場合、洗浄できない場合、プランジャが簡単に動かない場合、あるいは詰まっている場合には、シリンジを交換します。
セプタムの摩耗が異常、あるいはニードルが詰まった場合には、ニードルを交換します。

注入口ライナ

毎週*

頻繁に確認します。ライナに汚れが見られる、あるいは分離が低下している場合には交換します。

ライナ O-リング

毎月*

ライナを交換するごとに交換します。

注入口セプタム毎日*

頻繁に確認します。劣化の兆候 (穴の割れ、注入口ライナへの落下物、分離の悪化、カラム圧力の低下など) を確認した場合には交換します

注入口ハードウェア

6 ヶ月ごと漏れがないか、清浄かどうか点検します。部品を点検し、部品に摩耗、傷、または破損がある場合には交換します。

ガスマネージメント

必要です。

サンプル導入と注入口

毎年
注入口ゴールドシールまたはステンレスシール

毎月*

最高の再現性を得るためには、ライナ交換ごとに注入口シールを交換してください。傷、腐食、不揮発性サンプル化合物の堆積がないか点検し、汚れている場合には交換します。少なくとも月 1 回は交換してください。

* スケジュールは平均的な使用条件での値です。頻度はアプリケーションとサンプルの種類によって異なります。
(続く)

14

Agilent 部品および消耗品

GC、GC/MS メンテナンススケジュール
項目

一般的なスケジュール

作業内容/コメント

カラム先端のメンテナンス

毎週～毎月*

分離に問題 (ピークテーリング、感度低下、リテンションタイムの変化など) がある場合には、カラムの先端から 0.5～1 m をカットします。
必要に応じて、注入口ライナやセプタムを交換し、注入口を清掃します。
カラムの寿命を伸ばすには、ガードカラムが有用です。

溶媒洗浄

必要に応じて分析結果の悪化がカラムの汚染によるものである場合に行います。
結合型および架橋型の固定相に対してのみ行ってください。

交換

必要に応じてトリミングまたは溶媒洗浄、またはその両方を行ってもクロマトグラフ性
能が戻らない場合には交換します。

フェラル

必要に応じてカラムや注入口

FID/NPD ジェットおよびコレクタ

必要に応じて堆積物がある場合には清掃します。傷がついていたり、折れ曲がったり、
FID の点火または燃焼継続が困難な場合には交換します。

NPD ビード

必要に応じて信号のドリフトが起こる、感度に大幅な変化が見られる場合には交換します。

FID

6 ヶ月ごと水素、空気、メークアップガスの流量を測定します。

TCD

必要に応じてベースラインがうねる、ノイズが多い、レスポンスに変化がある場合には、空焼きによるサーマルクリーニングを行います。サーマルクリーニン
グでも問題が解決しない場合は、交換してください。

ECD

6 ヶ月ごと、またはワイプテスト。ベースラインにノイズが多いか、出力値が異常に高い場合
は、空焼きしてサーマルクリーニングを行います。サーマルクリーニングでも問題が解決しない場合は、交換してください。

カラム

検出器

必要に応じて必要に応じて水素、空気、メークアップガスの流量を測定します。検出器感度が低下した場合には、FPD ウィンドウとシールを洗浄/交換します。

3 ヶ月ごと*ポンプオイル、オイルフィルタ、ケミカルトラップを交換します。

MSD のチューニング

必要に応じて十分な量の PFTBA (p/n 05971-60571) をストックしておいてください。

キャリブレーションバイアルの確認

6 ヶ月ごとバイアルの補充はシステムを排気しなくてもできます。

ロータリポンプオイルの交換

6 ヶ月ごと毎週、オイルを点検します。オイルの色が変わった場合、あるいは、
6 ヶ月ごとに交換します。

ディフュージョンポンプオイルの交換

毎年または必要に応じて毎週、オイルを点検します。オイルが少なすぎると、ポンプが高温で運転するため、劣化や高真空の損失を生じます。オイルの色が変わるか、微粒子が含まれている場合には交換します。

イオン源のクリーニング

必要に応じて性能低下の場合には、洗浄し、汚染を除去し、イオンレンズシステムの静電特性を回復させます。最適性能を維持するためには、傷付いた部品を交換してください。

FPD
NCD および SCD

6 ヶ月ごと、または

質量選択検出器* スケジュールは平均的な使用条件での値です。頻度はアプリケーションとサンプルの種類によって異なります。

www.agilent.com/chem/GC:jp

15

Agilent 部品および消耗品

バルク GC 消耗品
使用量の多いラボに理想的なアジレントのバルク消耗品は、アジレントのクロマトグラフィー消耗品と同じ品質と一貫性を、便利で経済的なパッケージでお届けします。現時点では、注入口ラ
イナ、セプタム、ゴールド注入口シール、ライナ O-リングをバルクパッケージで提供しています。

• 経済的で便利なパッケージ• 総コストを削減• アジレント製品と同様の優れた品質

シングルテーパスプリットレスライナ、ウールなし、5190-2270

バルク GC 消耗品
品名

入数

部品番号

ウルトライナートライナ、低圧力損失、ガラスウール入り

100 個

5190-3173

ウルトライナートライナスプリットレスライナ、
シングルテーパ、ウールなし

100 個

5190-3170

ウルトライナートスプリットレスライナ、
シングルテーパ、ガラスウール入り

100 個

5190-3171

ウルトライナートスプリットライナ、ストレート、ガラスウール入り

100 個

5190-3172

シングルテーパスプリットライナ、低圧力損失

100 個

5190-2275

シングルテーパスプリットレスライナ、
ウールなし

100 個

5190-2270

シングルテーパスプリットレスライナ、
ガラスウール入り

100 個

5190-2271

ダブルテーパスプリットレスライナ、ウールなし

100 個

5190-2272

ウルトライナート金メッキシール、ワッシャを含む

50 個

5190-6149

認定金メッキシールキット、ワッシャ付

10 個

5190-2209

フリップトップ用ノンスティックフルオロカーボン O-リング

100 個

5190-2268

認定ノンスティックフルオロカーボン O-リング

100 個

5190-2269

ノンスティック BTO セプタム、11 mm

400 個

5190-3157

ノンスティック高性能グリーンセプタム、11 mm

400 個

5190-3158

ウルトライナートライナ

ウルトライナート金メッキシールおよび
ワッシャ、5190-6144

ライナ O-リング、5190-2269

ライナ

シール

O-リング

セプタム

ノンスティック BTO セプタム、5190-3157

16

Agilent 部品および消耗品

注入口セプタム
さまざまなアプリケーションに適合する、異なる耐温性のセプタムを提供します。低温用セプタ
ムは高温用同等品よりも柔らかく、シール性が良く、耐パンク性 (注入回数) が良好です。推奨温
度以上でセプタムを使用すると、リークしたり劣化したりすることがあります。これは、サンプ
ルの損失、カラム流量の低下、カラム寿命の短縮、ゴーストなどの原因になります。問題を最小限に抑えるには、次の事項について留意してください。

• 推奨温度範囲内で使用する• 定期的に交換する• 「指締め」で取り付ける• 可能であればセプタムパージを使用する• オートインジェクタを使用する• 尖ったシリンジニードルを使用する

プレミアムノンスティックセプタム
アジレントのプレミアムノンスティックセプタムは、信頼性が高く汚染のないシールを行うように設計/製造されています。3 つ折のブリスターパッケージにより、各セプタムは清潔に保たれ、使う分だけを簡単に取り出すことができます。

• 独自のプラズマ処理により注入口へのこびりつきがなく、クリーニングの手間がありません• ブリスターパッケージにより、各セプタムは清潔に保たれ、すぐに使えます• センターガイドにより、ニードルが簡単に貫通でき、芯抜けが少なく、寿命が延びます

注入口セプタム• 注入口に正確にフィットするように精密に成型されています• バッチごとに、Agilent 7890 GC-FID でブリードのテストが行われています• シールとクロマトグラフの清潔さを保つための材料と設計が選択されています• 使用前にセプタムを空焼きする必要はありません

プレミアム注入口セプタムの特長まとめ
セプタムタイプ

ブリード

寿命

温度上限

ブリード／温度最適化セプタム (BTO)

333

3

注入口最高使用温度 400 °C

ノンスティック高性能グリーン

33

33

最高 350 °C

ロングライフノンスティック

3333

最高 350 °C

333 = 最適 33 = 非常に良好 3 = 良好

ヒントとテクニック
他社製機器用の注入口セプタムが必
要な場合は、199 ページから始まる
Agilent CrossLab セプタムをご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp

17

Agilent 部品および消耗品

ブリード/温度最適化セプタム (BTO)• 使用温度の範囲が最大、低ブリード• 注入口最高使用温度 400 °C• プラズマ処理により注入口へのこびりつきなし• 空焼き済みで、すぐに使用可能
注入口セプタム• 清潔さを保ち、便利なブリスターパッケージ• 低ブリードで、「MS」キャピラリカラム用に最適

ブリード/温度最適化セプタム (BTO)

BTO セプタム、5183-4757

品名

入数

部品番号

ノンスティックブリード/温度最適化 (BTO) セプタム、11 mm

50 個

5183-4757

ノンスティックブリード/温度最適化 (BTO) セプタム、11 mm

100 個

5183-4757-100

ノンスティックブリード/温度最適化 (BTO) セプタム、11 mm

400 個

5190-3157

5 mm セプタム、穴あき、オンカラム用、ガラスびん入

50 個

5183-4758

セプタム純度の比較 : イソオクタン抽出物の TIC プロファイル

センターガイド付き Agilent BTO セプタム

センターガイドがない他社製の高温用セプタム

18

Agilent 部品および消耗品

ノンスティック高性能グリーンセプタム• 高温使用時に長寿命を誇るグリーンセプタム• より多くの注入回数に耐えることができる• プラズマ処理により注入口へのこびりつきなし• 注入口最高使用温度 350 °C• 他社の「グリーン」セプタムを上回る高性能• 清潔さを保ち、便利なブリスターパッケージ

ノンスティック高性能グリーンセプタム
品名

入数

部品番号

11 mm セプタム

50 個

5183-4759

11 mm セプタム

100 個

5183-4759-100

11 mm セプタム

400 個

5190-3158

5 mm セプタム、穴あき、オンカラム用、ガラスびん入

50 個

5183-4760

高性能グリーンセプタム、5183-4759

ノンスティックロングライフセプタム• オートサンプラ向け推奨セプタム• 寿命を伸ばし「芯抜け」を減らすために穿孔済み• 終夜運転に理想的• 最高 400 回の注入が可能• プラズマコーティングによりこびりつきがない• 注入口最高使用温度 350 °C• 45 デュロメータと柔らかいため、オートサンプラニードルにやさしい材質• 清潔さを保ち、便利なブリスターパッケージ

ノンスティックロングライフセプタム
品名

入数

部品番号

ノンスティック長寿命セプタム、11 mm

50 個

5183-4761

ノンスティック長寿命セプタム、11 mm

100 個

5183-4761-100

5 mm セプタム、穴あき、オンカラム用、ガラスびん入

50 個

5183-4762

www.agilent.com/chem/GC:jp

ロングライフセプタム、5183-4761

19

Agilent 部品および消耗品

セプタムのトラブルシューティング
症状考えられる原因

処置

セプタムブリード

インジェクタヒータの電源を切る。余分なピークが消えた
場合、高温分析用に指定されたセプタムを使用するか、注入口温度を下げる

注入中やその直後にセプタムでの漏れが多い (通常はニードル
サイズが大きいことが原因)

セプタムを交換し、より小さな径のニードルを使用する

セプタムまたはカラム接続部でキャリアガスが漏れる

漏れがないか確認し、必要に応じてセプタムを交換するか接続部を締め付ける

ゴーストピーク/うねり

大きいピークの後のベースラインが変化する

リテンションタイムが延びる

20

Agilent 部品および消耗品

汎用セプタムアジレントの汎用セプタムは、モールド成型によるシリコンラバーから作られています。このセプタムの色は灰色で、注入口温度 350 °Cで 200 回以上の自動注入が可能です。

汎用セプタム
品名

入数

部品番号

11 mm セプタム

50 個

5080-8896-50

11 mm セプタム

100 個

5080-8894-100

9.5 mm (3/8 インチ) セプタム*

50 個

5080-8728-50

9.5 mm (3/8 インチ) セプタム*

100 個

5080-8728-100

5 mm 穴あきセプタム オンカラム注入口用、オート/マニュアル注入**

25 個

5181-1260

5 mm セプタム 穴なし、高カラム背圧、オンカラム注入用**

25 個

5181-1261

汎用セプタム、グレー*5700 シリーズおよび 5830/40 GC 用**5 mm セプタムはガラスビンに入っています。

www.agilent.com/chem/GC:jp

21

Agilent 部品および消耗品

Merlin マイクロシールセプタム• スプリット/スプリットレス注入および SPME 用標準セプタムに代わる、低ブリードで長寿命のセプタム• 23 ゲージシリンジニードルが必要• 2000 回を超える注入が可能 (サンプルと使用条件により変動)• セプタム交換時、およびセプタム微粒子による注入口ライナ交換時の機器ダウンタイムを大幅に短縮• 2 つの異なるシーリングメカニズム:シリンジニードル周囲のダブル O-リングタイプシール、および注入口を密封するスプリング付きダックビル• 温度範囲 50～400 °C

Merlin マイクロシールセプタム
品名

部品番号

Merlin マイクロシール
SPME 交換用シール、23 ゲージ、1 個

392609902

汎用高耐圧 Merlin マイクロシール

Merlin マイクロシールスタータキット、汎用
マイクロシールセプタムとナット各 1 個が付属

5182-3442

Merlin マイクロシール汎用交換用セプタム、3～100 psi

5182-3444

Merlin マイクロシール高耐圧ナット

5182-3445

マイクロシールセプタム・バイアル・シリンジ キット
内容: 汎用 Merlin マイクロシール、23 ゲージシリンジ x 6、
バイアルおよびキャップ x 500

5181-8839

Merlin マイクロシール標準圧力 (1～45 psi)

Merlin マイクロシールキット、低圧
ナット、セプタム 各 1 個

5181-8816

Merlin マイクロシールキット、低圧
ナット 1 個、セプタム 2 個

5181-8833

Merlin マイクロシール低圧交換用セプタム

5181-8815

マイクロシールPTFEナットライナ、2 個

5182-0853(続く)

22

Agilent 部品および消耗品

Merlin マイクロシールセプタム
品名

部品番号

ブルカー/旧バリアン GC 用*

Merlin マイクロシール
SPME キット、1079 23 ゲージ、1 個

392609901

Merlin マイクロシールアダプタキット、1177 注入口用
内容 : アダプタ、ナットおよび汎用 Merlin マイクロシールセプタム

392609903

Merlin マイクロシール用シリンジ
オートサンプラシリンジ、ゴールドスタンダード、5 µL、23 ゲージ

9301-0892

オートサンプラシリンジ、ゴールドスタンダードプランジャ、10 µL、23 ゲージ

9301-0713

オートサンプラシリンジ、ブルーライン、5 µL、23 ゲージ

G4513-80213

オートサンプラシリンジ、ブルーライン、10 µL、23 ゲージ

G4513-80209*バリアン GC システムはブルカー製品になりました。

ヒントとテクニック
Agilent ブルーラインオートサンプラシリンジは、7693A ALS の高い生産性機能をサポートするように設計されているため、
プランジャの寿命を伸ばし、コストに影響を与えるダウンタイムを削減します。
詳細については、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp

23

Agilent 部品および消耗品

注入口ライナ
注入口ライナには、サンプルの気化を促進するさまざまな機能があり、サンプルを適正にカラムに導入します。使用時まで清浄度を維持するため、ライナは個別包装されています。部品番号とロット番号がライナに印字されているため、品質管理の上で便利で、ロットトラッキングが可能です。

注入口に応じたライナ寸法
アジレントのライナは精密な許容誤差で製造されているため、GC システムの精度と再現性が確保されます。ガラスの寸法が管理されているため、ライナ間の一貫性が高く、再現性の高い結果が得られます。

外径 (OD)• スプリットレス注入ライナは外径が太く、注入口との間に隙間がないため、多くのサンプルを保持すると同時に、ライナの外へのサンプルの移行と金属表面への接触を防ぎます。スプリッ
トレス注入に理想的です。

• 外径の小さいライナは注入口内のキャリアガスやスプリットフローの通気抵抗が小さいため、
スプリット注入に最適です。

内径 (ID)• 内径により、サンプルが気化する空間が決まります。過剰なサンプル気化は、バックフラッ
シュ、セプタムパージあるいはスプリットでのサンプル損失を起こし、再現性や感度の低下を招くため、サンプル気化量はライナの容量内に合った量にする必要があります。

ヒントとテクニック
優れた不活性度
業界をリードするイナートフローパスソリューションにより活性成分を高い信頼性で定量できます。

• 業界をリードするアジレントの GC/MS 機器• ウルトライナートカラム• ウルトライナートライナ
詳細については、www.agilent.com/chem/ultrainert をご覧ください。

24

Agilent 部品および消耗品

長さ• 正確なライナの容積と確実なシールには、ライナの長さが正確であることが必要です。注入口の位置決めの再現性を高めるため、ライナの長さは重要です。

• 注入口でライナが自動的かつ再現性よく位置決めされるように、ライナの底には段差が付いて
います。

テーパ
なし

底テーパ

デュアルテーパ• オートサンプラを用いた• 底部のテーパでサンプルをカ• ガラスライナ内にサンプル

スプリット注入に使用

ラム先端に集中させ、注入口の底にサンプルが接触するのを防止• 分解とディスクリミネーショ
ンを最小限に低減をとどめ、金属製注入口表面との接触を制限• セプタムパージによる損失は限定的

ガラスウール• ディスクリミネーションを最小限に抑える• 表面積が増えることによりサンプル気化を促進し、再現性を向上• 不揮発性物質をトラップ
スプリットライナでは、シリンジに付着するサンプルを除くようにガラスウールが位置しています。Agilent オートサンプラとスプリット/スプリットレス注入口は、再現性の高い結果を提供します。

Agilent ウルトライナート不活性処理済みライナは、注入口の活性表面に不可逆的に吸着される可能性がある活性成分 (フェノール、アミン、有機酸、農薬、依存性薬物など) を含むサンプルにお勧めします。

不活性処理
高感度分析用に開発されたウルトライナート不活性処理により、ガラスウール入りのライナでも極めて高い表面の不活性度が実現します。アジレント独自の不活性処理は日常的な分析にお勧めします。使用している間に、不活性処理済みライナの活性度は変化します。定期的にライナを交換してください。

ヒントとテクニック
ライナ寸法が厳しく管理されていることは、GC 分析結果の再現性にとって不可欠です。

www.agilent.com/chem/GC:jp

25

Agilent 部品および消耗品

Agilent ウルトライナートライナ
信頼性の高い不活性な流路を確保 ガラスウールあり/なし
環境分野における活性の高い化合物の分析、違法薬物のスクリーニングにも対応するアジレントのウルトライナートライナは、不活性な GC フローパスを確保し、特に微量分析における感度や精度、再現性を高めます。
高活性の化合物や不安定な化合物が含まれるサンプルでは、一般にガラスウールなしのライナを使用して、高活性成分の分解や損失を防ぎます。ただし、アジレントのウルトライナート不活性処理を使用する場合は、感度の低下を防ぐためにガラスウールありのライナをお勧めします。均
一なサンプルの混合および蒸発、不揮発性残留物のトラップ、カラムおよび検出器の保護など、
ガラスウールによって得られるメリットは、活性成分の検出を犠牲にすることなく提供されます。
さらに、次のページに示すように、ウルトライナートライナは、他の不活性処理を施したライナ
よりも高い安定性を提供します。ガラスウール付きのウルトライナートライナを使用すると、次の注入口またはカラムのメンテナンスまでに分析できるサンプルの数が増えます。

認定済みの性能
各不活性化ロットは、微量 (2 ng オンカラム) の酸性および塩基性プローブを使用して、効率的な一貫性のある不活性処理の範囲が保証されています。さらに、すべてのライナには性能証明書が付属しています。これを剥がしてラボのノートに貼れば、コンプライアンスの簡単な参照用に使用できます。
容易なトレーサビリティ : 不活性化のロット番号は性能証明書に直接印刷されており、ライナのロット番
号と部品番号はガラスに永久的にエッチングされています。

26

Agilent 部品および消耗品

厳密な製造管理と品質管理により、最高の不活性性能を提供
アジレント独自の製造プロセスでは、厳しいテストを受け、卓越したバッチ間均質性を持ち、ブリードまたはバックグラウンドコンタミネーションが少なく (または一切なく)、高活性化合物にも広い対応範囲を確実に提供することが認定されたウルトライナートライナを製造しています。
この厳しいプロセスには次のようなものが含まれます。

• 再現性のある不活性度の範囲および不活性化の経時安定性を保証するためのロットテスト• 活性度を明らかにするために特別に選択されたプローブを使用した QC テスト• ライナの不活性度をテストする GC メソッド
• 製造およびパッケージの際の一般的な副産物であるコンタミネーションの除去

アジレント独自のタッチレスパッケージによりO-リングの取り扱いが容易にウルトライナート注入口ライナは、GC/MS 抽出テストで承認された医薬品グレードの PTEG チュー
ブで提供されています。また、洗浄およびコンディショニング済みで、ノンスティックプラズマ処理が施された O- リングがあらかじめ取り付けられています。独自のタッチレスパッケージは、接触によるコンタミネーションを防ぎ、迅速かつ簡単に新しいライナとの交換ができます。交換の時間が短縮されるためラボの生産性が向上し、接触によるコンタミネーションを防ぐことができます。

エンドリンの分解 %

30

20

15

10

5

0
0

50

100

注入回数
アジレントウルトラ
イナートライナ (n=16)

アジレント標準ライナ

他社製ライナ(n=8)

エンドリンの分解の比較に示すように、ガラスウール付きのアジレントウルトライナートライナは他社ライナよりも優れています。

不活性フローパスを確保するための情報は、ホームページをご覧ください。www.agilent.com/chem/jp

www.agilent.com/chem/GC:jp

27

Agilent 部品および消耗品

Agilent ウルトライナートライナ
アジレントのウルトライナートライナは、Agilent J&W ウルトライナート GC カラムに最適です。ライナ間、サンプル
シーケンス間、さまざまな対象化合物間で再現性の高い不活性度を提供します。アジレントのウルトライナートライ
ナは、バッチ間均一性を保証するためのテストを使用して開発、製造されています。
シングルテーパ、ウルトライナートライナ、
ガラスウール入り、5190-2293• 卓越したバッチ間の均一性• ブリードやバックグラウンドコンタミネーションはほと
んどなし• 対応範囲が広いため、活性度が高い化合物にもガラスウールの使用が可能

Agilent ウルトライナートライナ

ウルトライナート注入口ライナには、あらかじめ洗浄およびコンディショニングされ、ノンス
ティックプラズマ処理された O-リングが事前に取り付けられており、独自のタッチレスパッケー
ジに入っています。このパッケージは古いライナの取り外しにも役立ち、空焼き済みのクリーンな新しいライナの取り付けも容易です。接触による汚染のリスクはありません。

Agilent ウルトライナートライナ
品名

容量 (µL) 内径 (mm) 1 個

5個

25 個

100 個*

スプリットライナ

低圧力損失、ウルトライナートライナ、
ガラスウール入り

870

45190-2295 5190-3165 5190-3169 5190-3173

ストレート、ウルトライナートライナ、
ガラスウール入り

990

45190-2294 5190-3164 5190-3168 5190-3172

シングルテーパ、ウルトライナートライナ

900

45190-2292 5190-3162 5190-3166 5190-3170

シングルテーパ、ウルトライナートライナ、
ガラスウール入り

900

45190-2293 5190-3163 5190-3167 5190-3171

スプリットレス、ダブルテーパ
ウルトライナートライナ、ウールなし

800

45190-3983 5190-4007

ディンプル、スプリットレス、
ウルトライナートライナ

200

2

5190-2297 5190-4006

スプリットレス、ストレート、
ウルトライナートライナ

250

2

5190-6168

ストレート、ウルトライナートライナ

60

1

5190-4047

SPME 用ストレートウルトライナートライナ

35

0.75

5190-4048

スプリットレス注入口ライナ*100 個入りパックのタッチレスパッケージは提供されていません。O-リングは別途購入が必要です。

ヒントとテクニック
ウルトライナートゴールドシールは、活性点により分析が損なわれることを防止します
従来の機械加工シールとは異なり、アジレントウルトライナート注入口ゴールドシールは、金属射出成型を使用した製造の後に金メッキ手法を使用し、スムーズで一貫性のある表面を確保しています。その後、アジレントのウルトライナート処理
を金メッキ上に施し、活性成分の吸着を軽減するリークフリーのシールを実現します。
注文情報は 67 ページをご覧ください28

Agilent 部品および消耗品

アジレント独自の不活性処理済み
スプリットライナ

ヒントとテクニック

シングルテーパスプリットライナは、最適な注入口性能を得るために厳しい寸法仕様に基づき製造されており、外径、内径、テーパ、ガラスウール取り付けの誤差がほとんどありません。一部のライナにはガラスウールの位置を決めるためのビード、推奨高への位置決め機能があり、使いやすさと再現性について考慮されています。ライナにはアジレント独自の不活性処理を施しています。

スプリットライナとしては部品番号5190-2295 を、スプリットレス注入に
は部品番号 5190-2293 のウルトライ
ナートライナを推奨します。

アジレント独自の不活性処理済みスプリットライナ
品名

容量 (µL)

内径 (mm) 1 個

5個

25 個

100 個

5183-4701

5183-4702 5190-2275

シングルテーパスプリットライナ

シングルテーパ、
ガラスウール入り、不活性処理済、
低圧力損失、細外径

870

シングルテーパ、
ガラスウール入り、不活性処理済870

45183-4647

シングルテーパスプリットライナ、
5183-4647、5183-4711

45183-4711

5183-4712

5183-4713
ストレートスプリットライナ、19251-60540

ストレートスプリットライナ

ストレート、ガラスウール、
不活性処理なし

990

4

19251-60540 5183-4691

不活性処理済、ガラス
ウール入り

935

4

210-4004-5

テーパ、不活性処理済、ガラスウール入り

880

4

210-4022-5

5183-4692

フォーカスライナ
フォーカスライナ、210-4004-5、210-4022-5

ヒントとテクニック
Agilent CrossLab のオリジナル不活性化ライナを含む Agilent CrossLab GC 消耗品の詳細については、
www.agilent.com/chem/CrossLab:jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp

29

Agilent 部品および消耗品

アジレント独自の不活性処理済み
スプリットレスライナ
アジレント独自の不活性処理済みスプリットレスライナ
品名

容量 (µL)

内径 (mm)

1個

5個

25 個

100 個

5183-4695

5183-4696

5190-2270

シングルテーパスプリットレスライナ
シングルテーパスプリットレスライナ、
5181-3316、5181-3316i

シングルテーパ、ガラスウール、
スプリットレスライナ、5062-3587

シングルテーパ、
不活性処理済900

45181-3316

シングルテーパ、
不活性処理、
inert 仕様

900

45181-3316i

シングルテーパ、
ガラスウール入り、不活性処理済900

45062-3587

5183-4693

5183-4694

5190-2271

45181-3315

5183-4705

5183-4706

5190-2272

ダブルテーパスプリットレスライナ
ダブルテーパスプリットレスライナ、

5181-3315

ストレート、不活性処理なし、石英製スプリットレスライナ、
18740-80220、5181-8818

ストレート、不活性処理なし、
スプリットレスライナ、210-3003

ダイレクト注入ライナ、18740-80200

ダブルテーパ、
不活性処理済ストレートスプリットレスライナ

ストレート、
不活性処理済、
石英製

250

2

5181-8818

5183-4703

5183-4704

ストレート、
不活性処理なし、
石英製

250

2

18740-80220

5183-4707

5183-4708

ストレート、
不活性処理なし

990

4210-3003

210-3003-5

140

1.5

18740-80200

5183-4709

ダイレクト注入口ライナ

ストレート、
不活性処理なし(ガスサンプル、
ヘッドスペース、
パージ&トラップ用)

ヒントとテクニック
他社製機器用の注入口ライナと O-リングが必要な場合は、Agilent CrossLab 注入口ライナをご覧ください。

193 ページをご覧ください

30

800

5183-4710

Agilent 部品および消耗品

アジレント特殊注入口ライナ
アジレント特殊注入口ライナ
品名

容量 (µL)

内径 (mm)

1個

5個

200

2

5190-2296

20025190-2297

5190-4006

800

418740-60840

5183-4697

SPME、不活性処理済

70

0.75

5188-6471

SPME、ウルトライナート不活性

70

0.75

5190-4048

60

15190-4047

25 個

マルチモード注入口高マトリックス
ディンプル

ディンプルスプリットレスシン
グルテーパ、不活性処理

ウルトライナート不活性化ディンプルライナ

ディンプル、スプリットレス、
ウルトライナートライナ

シングルテーパ、ディンプル、
スプリットレスライナ、
5190-2296、5190-2297

マニュアルインジェクタ

ストレートスプリットライナ、
カップ付、ガラスウールとパッキング、18740-60840

5183-4698

SPME

処理

ストレートスプリットライナ、カップ付、
ガラスウールとパッキング、18740-60840

揮発性物質

揮発性有機物分析ライナ

ヒントとテクニック
アジレントパーツファインダーを使用すると、アジレント機器の交換部品をすばやく見つけることができます。機器モデルをクリックし、部品を見つけ出し、その部品をリストに追加して印刷することができます。
www.agilent.com/chem/go2partsfinder をご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp

31

Agilent 部品および消耗品

ダイレクトコネクト
品名シングルテーパダイレクトコネクトライナ、

G1544-80730

デュアルテーパダイレクトコネクトライナ、

G1544-80700

内径 (mm)

部品番号

ダイレクトコネクト

ダイレクトカラムコネクト

4

G1544-80730

デュアルテーパダイレクトコネクトライナ、スプリットレス、
アジレント独自の不活性処理

4G1544-80700

シングルテーパダイレクトコネクトライナ、スプリットレス、
不活性処理済み

4

G1544-80731

温度プログラム気化 (PTV) 注入口ライナ
品名

容量 (µL)

内径 (mm)

部品番号

PTV ライナ、シングルバッフル、ガラスウール入り、

180

25183-2038

PTV ライナ、シングルバッフル、不活性処理済

200

25183-2036

PTV ライナ、マルチバッフル、不活性処理済

150

1.8

5183-2037

PTV ライナ、焼結ガラス、不活性処理済

112

1.5

5190-1426

PTV ライナ、高温 SIMDIS 専用、石英製

713

3.4

5188-5313

PTV ライナ、高温 SIMDIS 専用、ホウケイ酸ガラス製

668

3.4

5188-5356

PTV ライナ
不活性処理済高温 PTV 注入口 G3506A 用ライナ (高温 SIMDIS 専用)

32

Agilent 部品および消耗品

ライナ O-リング• ライナは O-リングまたはグラファイトシールで注入口にシールされます。
• グラファイトシールは注入口温度が 350 °Cを超える場合に使用します。
• フルオロカーボン O-リングは、変形したり崩れたりしやすいグラファイトよりも交換が簡単です。
ライナ O-リング、5188-5365

Agilent フルオロカーボンライナ O-リングの特長:• 洗浄した後、混入物質のガスの発生を抑えるために空焼きを行っています。特に微量分析、
ECD、MSD 分析には重要な工程です。
• 表面をプラズマ処理したことにより、べたつき、不純物が抑えられ、注入口の金属面に付着することがありません。

• 新しいダイアル型パッケージは、1 個ずつ取り出せる便利さと、他の O-リングを清浄に保つ形状を備えており、いつでもきれいな O-リングを使うことができます。

ライナ O-リング
品名

入数

部品番号

認定ノンスティックフルオロカーボン O-リング

10 個

5188-5365

100 個

5190-2269

スプリットレスライナ用 O-リング、グラファイト製

10 個

5180-4173

スプリットライナ用 O-リング、グラファイト製

10 個

5180-4168

フリップトップ用ノンスティックフルオロカーボン O-リング

10 個

5188-5366

100 個

5190-2268

10 個

5188-5311

高温 SIMDIS 専用 PTV 注入口ライナ用フルオロカーボン O-リング

フリップトップ用ノンスティック
フルオロカーボンライナ O-リング、

5188-5366

ヒントとテクニック
アジレントのウルトライナート GC ライナは、認定ノンスティック
O-リングを装着済みで、タッチレスパッケージで提供されます。

28 ページをご覧ください

www.agilent.com/chem/GC:jp

33

Agilent 部品および消耗品

キャピラリカラムフェラルおよびナット(DB および HP カラム用)
適切でないフェラルや摩耗したフェラルを使用すると、分析が不安定になり、結果の信頼性が損なわれる場合があります。不適切なフェラルはリークや汚染を引き起こす可能性があり、カラムや検出器の性能に悪影響を及ぼす原因になります。
最適な性能を得るためには、カラムの交換時やメンテナンス時に、フェラルを交換することを推奨します。
フェラルを取り付ける際の注意点は以下の通りです。

• 締め過ぎない - カラムナットはまず指締めし、レンチを用いて増し締めする• 常に清潔さを保つ• 使用前にフェラルを空焼きする (ポリイミドとポリイミド/グラファイトのみ)• 指紋、オイルなどの汚染を防ぐ• フェラルを再利用する前に、ルーペを用いてひび割れや、欠けなどの損傷がないかを検査する• 新しいカラムやインジェクタ/検出器部品を取り付ける際には、フェラルを交換する

ヒントとテクニック
グラファイト/ポリイミドフェラルとセルフタイトカラムナットを使用すること
で、リークのないカラム接続が可能になります。締めすぎる心配はありません。

40 ページをご覧ください

セルフタイトカラムナット

34

Agilent 部品および消耗品

フェラル選択にあたっての推奨事項
フェラルの種類

上限温度

用途

利点

注意点

グラファイト (100 %)450 °C• キャピラリカラム用の汎用• 使いやすく安定したシール• 温度上限が高い• 取り外しが簡単• MS や酸素に敏感な検出器にはポリイミド/
グラファイトやすい• システム汚染の可能性• キャピラリカラム用の汎用• 耐久性に優れる• 長寿命• 再使用不可• 昇温分析時に漏れやすい• 頻繁に締め直す必要がある

280 °C• 恒温分析向き• 再使用でき、簡単に取り外し• 耐久性に優れる• 長寿命• 再使用でき、簡単に取り外し• 温度サイクル後に漏れの可能性• 昇温分析時に漏れやすい• 頻繁に締め直す必要がある• キャピラリ・フロー・テクノロ • 不活性な表面
ジー向けの設計• 堅牢なシール• アジレントの注入口および検出 • 正確な高さを維持するフィッステンレスナットを締めすぎるとフィッティングが損傷するこ
とがある

フェラル
• MS や酸素の影響を受けやす
い検出器に推奨• 接続部のシール性が高いができる• 金属やガラスを接続する場合、優れたシール性

UltiMetal Plus フレキシ
ブルメタルフェラル不適• 柔らかいため、変形や破損し350 °C(85 %/15 %)ポリイミド (100 %)フェラル• FID と NPD に推奨• 高温およびクールオンカラ
ムアプリケーションに推奨

450 °C

器のフィッティングに適合• 固定ナット G2855-20555 を使用
した MS インタフェースに適切ができる

ティング固定済み

ヒントとテクニック
フェラルの破損は次のような状況から判断できます。

• 酸素がシステム内に漏入することによるバックグラウンドノイズ• 酸素が漏入することによるカラムブリード• サンプルの分解• サンプルの損失• 検出シグナル/ノイズの増加• リテンションタイムの再現性の悪化

www.agilent.com/chem/GC:jp

35

Agilent 部品および消耗品

ショートフェラルとロングフェラル
ショートフェラル
(高さ 3 mm)

ポリイミド/グラファイトフェラル、

5181-3323

ロングフェラル(高さ 3.6 mm)

空焼き済みロングフェラル、MSD 接続用、

5062-3508

カラムナット、ロングフェラルまたはロング 2 穴フェラル用、05921-21170
汎用カラムナット、5181-8830

アジレント GC 注入口および検出器(FID、NPD、ECD) カラム接続用標準
フィッティングには、ショート
フェラルとユニバーサルナットを使用します

MS インタフェースカラムナット、
05988-20066

空焼き済みロンググラファイト /ポリイ
ミドフェラルには MSD インタフェース
ナットを使用します

ヒントとテクニック
Agilent セルフタイトカラムナットなら、締め直しが一切不要です。
アジレント独自のセルフタイト式ステンレス製 GC カラムナットにより、確実な接続が可能になります。高価なアップグレードやアダプタは不要です。
このナットでは、以下のような利点が得られます。

• 信頼性の高い性能• 無駄な時間の短縮• 使いやすさ• すばやいメンテナンス
セルフタイトカラムナットを使用したカラムの取り付けについては、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

36

ロンググラファイト/ポリイミドフェラルを
アジレント標準注入口または検出器フィッティ
ングに使用する場合の代替ナットです。

Agilent 部品および消耗品

キャピラリカラムフェラル – DB および HP カラムを含むほとんどのブランドのカラム用UltiMetal Plus

カラム内径 (mm)

フェラル
公称内径

0.025-0.05

0.4

0.075

0.4

0.1-0.25

0.4

フレキシブル
メタルフェラル
部品番号

空焼き済み

グラファイト
フェラル、
ショート
部品番号

ポリイミド、
ショート
フェラル
部品番号

85 % ポリイミド/ ロングフェラル 85 %15 % グラファイト グラファイト/15 %500-2114

5062-3515

5062-3516

ショートフェラル ポリイミド、
部品番号
MSD 接続用

5062-3507

500-2114

5062-3515

5062-3516

5062-3507

G3188-27501

500-2114

5181-3322

5181-3323

5062-3508

0.1-0.25*

0.55080-8853

5062-3513

5062-3514

5062-3508

0.32

0.5

G3188-27502

5080-8853

5062-3513

5062-3514

5062-3506

0.45

0.8

G3188-27503

500-2118

5062-3511

5062-3512

5062-3538

0.53

0.8

G3188-27503

500-2118

5062-3511

5062-3512

5062-3538*2013 年以前に製造された FactorFour、CP、および VF ブランドのカラムは外径がこれよりも大きく、0.5 mm のフェラルが必要です。カラムテストのクロマトグラムで必要なフェラルのサイズを確認します。

キャピラリカラムフェラル – CP、VF、Select カラムで使用
UltiMetal Plus

カラム内径 (mm)

フェラル
公称内径

0.32 CP-SilicaPLOT

0.8

フレキシブル
メタルフェラル
部品番号

0.25 および 0.32
UltiMetal Plus カラム

G3188-27505

0.53 UltiMetal Plus

G3188-27506

グラファイト
フェラル、
ショート
部品番号

ポリイミド、
ショート
フェラル
部品番号

500-2118

5062-3511

85 % ポリイミド/ 空焼き済み
15 % グラファイト ロングフェラル 85 %ショートフェラル グラファイト/15 %
部品番号
ポリイミド、MSD 用
5062-3512
5062-3538

チューブ

カラムチューブ
穴なし

5190-4054

その他のキャピラリカラムフェラルの選択肢については、CrossLab 製品シリーズをご覧ください。

UltiMetal Plus フレキシブルメタル
フェラル、G3188-27501

ポリイミドフェラル、

5181-3322

ポリイミド/グラファイト
フェラル、5181-3323

195 ページをご覧ください

グラファイトフェラル、

5080-8853

www.agilent.com/chem/GC:jp

5181-3308

ポリイミド/グラファイト
フェラル、5062-3514

37

Agilent 部品および消耗品推奨する MS インタフェース接続
品名

部品番号

推奨
ナット

セルフタイトカラムナット、MS インタフェース用

5190-5233

フェラル

250 µm ポリイミド/グラファイトフェラル、10 個

5181-3323

320 µm ポリイミド/グラファイトフェラル、10 個

5062-3514

ツール

MS インタフェースカラム取り付けツール

G1099-20030

5975T 用カラム取り付けツール

G3880-20030

従来品
ナット

MS インタフェースカラムナット、メスネジ

05988-20066

フェラル

0.4 mm ポリイミド/グラファイトフェラル、10 個

5062-3508

0.5 mm ポリイミド/グラファイトフェラル、10 個

5062-3506

ツール

MS インタフェースカラム取り付けツール

G1099-20030

5975T 用カラム取り付けツール

G3880-20030

代替品
ナット

固定ナット、フレキシブルメタルフェラルを用いる MS インタフェース用

G2855-20555

フェラル

UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル、内径 0.4 mm、10 個

G3188-27501

UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル、内径 0.5 mm、10 個

G3188-27502

ツール

フェラル固定用ツール

ヒントとテクニック
接続を向上させるためのヒントとコツ
GC または GC/MS でカラムを適切に接続する方法を説明したビデオを
ホームページで公開しています。www.agilent.com/chem/jp でご覧く
ださい。

38

G2855-60200

Agilent 部品および消耗品

推奨する注入口接続
品名

部品番号

推奨
ナット

セルフタイトカラムナット、注入口/検出器用

5190-6194

フェラル

250 µm ポリイミド/グラファイトフェラル、10 個

5181-3323

320 µm ポリイミド/グラファイトフェラル、10 個

5062-3514

ツール

カラム取り付け固定用ツール、グラファイトフェラル

G3440-80217

従来品
ナット

汎用カラムナット、2 個

5181-8830

フェラル

250 µm ポリイミド/グラファイトフェラル、10 個

5181-3323

320 µm ポリイミド/グラファイトフェラル、10 個

5062-3514

ツール

カラム取り付け固定用ツール、グラファイトフェラル

G3440-80217

イナートフローパス
ナット

カラムナット、ロングフェラルまたはロング 2 穴フェラル用

05921-21170

フェラル

UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル、内径 0.4 mm、10 個

G3188-27501

UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル、内径 0.5 mm、10 個

G3188-27502

ツール

カラム取り付け固定用ツール、メタルフェラル

G3440-80218

ヒントとテクニック
GC 流路の不活性の確保は、これまで以上に重要になっています。
www.agilent.com/chem/jp で IFP の資料をご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp

39

Agilent 部品および消耗品

GC カラム接続消耗品
適切なツールと消耗品を使えば、適切な GC カラム取り付けが容易になり、一貫性と堅牢性の高
い、リークのない接続と信頼性の高い分析結果を実現できます。

セルフタイトカラムナット

新しいセルフタイトカラムナットは、独自のステンレス設計で、高価なアップグレードやアダプ
タを使わなくてもタイトな接続が実現します。カラムナット内部にスプリングが内蔵されていることにより、85 % ポリイミド/15 % グラファイトショートフェラルが常にカラム接続部に密着され、リークのないシールを実現します。質量分析計や ECD など、酸素に対する感度が高い検出器に特に適しています。

カラムナット品名

部品番号

ショートフェラル用ナット
セルフタイトカラムナット、MS インタフェース用、5190-5233

汎用カラムナット、5181-8830

セルフタイトカラムナット、MS インタフェース用

5190-5233

セルフタイトカラムナット、注入口/検出器用

5190-6194

汎用カラムナット、1/16 インチ六角、2 個

5181-8830

指締めカラムナット 530 µm カラム用*

5020-8293

指締めカラムナット 320 µm 以下のカラム用*

5020-8292

プラグナット(盲栓)、指締め式

5020-8294

6850用カラムナット、2 個

5183-4732

カラムナット、VI 注入口用

G3504-20504

高温 SimDis PTV 注入口用ナット、4 mm、六角

5188-5312

ロングフェラル用ナット

MS インタフェースカラムナット、メスネジ

05988-20066

カラムナット、ロングフェラルまたはロング 2 穴フェラル用

05921-21170

アクセサリ

MS インタフェースカラムナット、
05988-20066

固定ナット、フレキシブルメタルフェラル付きの MS インタフェース用

G2855-20555

オープンエンドレンチ、1/4 および 5/16 インチ

8710-0510

カラム取り付け固定用ツール、メタルフェラル

G3440-80218

カラム取り付け固定用ツール、グラファイトフェラル

G3440-80217*グラファイトフェラル専用
カラム取り付け固定用ツール、
メタルフェラル、G3440-80218

特殊フェラル、85 % ポリイミド/15 % グラファイト
フェラル内径 (mm)

カラム内径 (mm)

入数

部品番号

0.1

10 個

5181-3388

10 個

5062-3580

0.32

10 個

5062-3581

キャピラリカラムロングフェラル

10 個

5181-3308

キャピラリカラムショートフェラル

10 個

5190-4054

2 ホール
カラム取り付け固定用ツール、グラファイトフェラル、G3440-80217

0.5
0.5
0.5
穴なし

高温 SimDis PTV 注入口、ステンレス/グラファイト

40

0.4

0.32

10 個

5188-5315

0.4

0.53

10 個

5188-5314

Agilent 部品および消耗品

ストレートフェラル
品名

入数

部品番号

1/4 インチ PTFE

10 個

0100-1378

1/4 インチ グラファイト

10 個

0100-1324

1/8 インチ PTFE

10 個

0100-1365

1/8 インチ グラファイト

10 個

0100-1325

1/8 インチ 85 % ポリイミド/15 % グラファイト

10 個

0100-1332

1/16 インチ PTFE

10 個

0100-1375

1/16 インチ グラファイト

10 個

0100-1326

1/16 インチ VG-2 ポリイミド、40 % グラファイト

10 個

0100-1379

1/4 インチ 85 % ポリイミド/15 % グラファイト

10 個

0100-1331

1/8 インチ、85 % ポリイミド/15 %グラファイト、0100-1332

リデューシングフェラル
品名

入数

部品番号

1/8～1/16 インチ ポリイミド

10 個

0100-1342

1/8～1/16 インチ VG-1 ポリイミド、15 % グラファイト

10 個

0100-1344

1/16 インチ - 0.4 mm VG-2 ポリイミド、40 % グラファイト

10 個

0100-1381

LTM 高速加熱/冷却システム用フェラル

品名

独自設計
(5 個)

内径 0.25～0.4 mm の LTM カラム用

5190-1437

2010+
Siltite/Ultimate
ユニオン (10 個)
G3188-27501

内径 0.4～0.5 mm の LTM カラム用

5190-1438

G3188-27502

内径 0.5～0.8 mm の LTM カラム用

5190-1439

G3188-27503

UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル、G3188-27501

NCD および SCD 用フェラルとナット
品名

部品番号

交換用カラムナットとフェラルキット

G6600-80018

www.agilent.com/chem/GC:jp

41

Agilent 部品および消耗品

キャピラリ・フロー・テクノロジー消耗品
アジレントは、独自のキャピラリ・フロー・テクノロジーに基づいた GC アクセサリを提供しています。これらのアクセサリにより、システムの生産性と性能が向上します。

• Deans スイッチデバイスにより複雑なサンプルの分析を簡素化• パージ付流路スプリッタにより、不活性で、リークのないカラム流路スプリットを実現

Ultimate ユニオン
Ultimate ユニオンは、アジレントのキャピラリ・フロー・テクノロジーの一部で、極めて低デッドボリュームのカラム接続を実現します。QuickSwap、Deans スイッチ、パージド流路スプリッタと同様、Ultimate ユニオンは、特殊フィッティングと SilTite フェラルを使用して不活性でリークのない堅牢なシーリングを実現し、温度サイクル後に再度締め直す必要もありません。
Ultimate ユニオン

Agilent Ultimate ユニオンキットの内容 :• ユニオン 1 個 (不活性処理済みまたは非不活性処理を選択可能)• 内部ナット 2 個 G2855-20530• オーブンウォールクリップ 1 個• 固定ナット1 個 G2855-20555• 0.25 mm カラム用 UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル 5 個

Ultimate ユニオンキット、フィッティング、フェラル (DB および HP カラム用)
品名

部品番号

Ultimate ユニオンキット、不活性処理済

G3182-61580

Ultimate ユニオンキット、不活性処理なし

G3182-61581

ヒントとテクニック
UltiMetal Plus フェラルは、長いカラムナット (p/n 05921-21170) を使用したスプリット/スプリットレス注入口へのカラムの設置に使用できます。

42

Agilent 部品および消耗品

フィッティング、フェラル、消耗品(DB および HP カラム用)
Deans スイッチや QuickSwap MS インタフェースなどのキャピラリ・フロー・アクセサリを用いた、リークのない低デッドボリュームの不活性なカラム接続には、Siltite フェラルや指定ナットを使用します。キャピラリ・フロー・デバイスには、不活性処理済みフューズドシリカチューブを使用します。固定相でコーティングしたチューブは使用しないでください。

内部ナット、G2855-20530

フィッティング、フェラル、消耗品 (DB および HP カラム用)
品名

入数

部品番号

内部ナット

G2855-20530

固定ナット、フレキシブルメタルフェラル付きの MS インタフェース用

G2855-20555

ティ、イナート

G3184-60065

カラムストレージフィッティング

G2855-20590

UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル、内径 0.4 mm

10 個

G3188-27501

UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル、内径 0.5 mm

10 個

G3188-27502

UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル、内径 0.8 mm

10 個

G3188-27503

フェラル固定用ツール

固定ナット、G2855-20555

G2855-60200

カラム/リテンションギャップ装着用消耗品

ティ、不活性処理済、G3184-60065

品名

部品番号

250 µm リテンションギャップ、5 m

160-2255-5

320 µm リテンションギャップ、5 m

160-2325-5

530 µm リテンションギャップ、長さ 5 m

160-2535-5

フューズドシリカ、不活性処理済、0.15 mm x 1 m

160-2625-1

フューズドシリカ、不活性処理済、0.15 mm x 5 m

160-2625-5

フューズドシリカ、不活性処理済、0.15 mm x 10 m

160-2625-10

UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル、G3188-27501

フェラル固定用ツール、G2855-60200

www.agilent.com/chem/GC:jp

43

Agilent 部品および消耗品

プレスフィットキャピラリカラムコネクタ
今までは、接続先のカラムの寸法に合ったプレスフィットコネクタを用意する必要がありました。
現在のプレスフィットコネクタはレーザー加工されており、プレスフィットする部分全体で再現性の高いテーパ角度が保たれ、高い密閉性が保証されています。アジレントのプレスフィット
キャピラリカラムコネクタは、堅牢で不活性な流路を提供するようにアジレントウルトライナー
ト不活性化処理が施されています。

ウルトライナート汎用プレスフィットコネクタ、

5190-6979

品名

入数

部品番号

ウルトライナート汎用プレスフィットコネクタ

10 個

5190-6979

ウルトライナート汎用プレスフィット Y スプリッタ
ウルトライナート汎用プレスフィット Y スプリッタ、

5190-6980

44

5190-6980

Agilent 部品および消耗品

Graphpak キャピラリコネクタ
Graphpak キャピラリカラムコネクタ (2.5 mm)*
コネクタ
内径 (mm)

カラム内径 (mm)

部品番号

キャピラリ検出器ポートコネクタ

0.32/0.25

0.45021-7166

0.53

0.7

5021-7164

Agilent キャピラリ検出器用 Graphpak コネクタ

同時サンプリング用キャピラリデバイダ

0.32/0.25

0.535021-7148

0.53

0.7

5021-7146

0.3

5021-7169

キャピラリ注入口コネクタ

0.2
0.32/0.25

0.45021-7170

0.53

0.7

5021-7168

同時サンプリング用 Graphpak デバイダ

*2.5 mm Graphpak は、PTV 用に使用される Graphpak 2M シリーズとは互換性がありません。

注 : コネクタご注文の際は、カラムに適合するフェラルも一緒にご注文ください。
フェラルは別売りです。下表を参照してください。

キャピラリ注入口コネクタ、5021-7170

コネクタ用フェラル (DB および HP カラム用)
カラム内径 (mm)

内径 (mm)

入数

部品番号

0.2

0.3

10 個

5021-7136

0.32/0.25

0.4

10 個

5021-7137

0.53

0.7

10 個

5021-7134

Graphpak プラグフェラル、穴なし

10 個

5021-7133

Graphpak カラムナット、交換用

5個

5062-3525

www.agilent.com/chem/GC:jp

45

Agilent 部品および消耗品

ラージバルブオーブン
Agilent ラージバルブオーブン (LVO) は、汎用的な高キャパシティ外付けオーブンで、複雑なマルチ
バルブ GC アプリケーションに対応する構成で使用できます。Agilent LVO 7890B GC では、RGA や
NGAな ど、高度なカスタマイズが可能なオプションを用意しています。LVO は、最大 6 つのカラム
およびバルブポジションで均一な等温環境を実現します。オープンアクセス設計なので、メンテ
ナンスや調節、カスタマイズも容易です。アクセス性、キャパシティ、温度均一性を備えた
Agilent LVO は最高の GC バルブオプションです。特に、単一のGC プラットフォームで複数の複雑な分析を組み合わせる場合に最適です。

詳細については、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

46

Agilent 部品および消耗品

バルブとループ
ガスサンプリング用汎用バルブ
品名

部品番号

6 ポート交換バルブ WE シリーズ、400 psi、225 °C

5062-9508

6 ポート交換バルブ WE シリーズ、ハステロイ C、400 psi、225 °C

5062-9509

10 ポート交換バルブ WE シリーズ、400 psi、225 °C

5062-9510

10 ポート交換バルブ WE シリーズ、ハステロイ C、400 psi、225 °C

5062-9511

6 ポート交換バルブ WT シリーズ、300 psi、350 °C

0101-0584

10 ポート交換バルブ WT シリーズ、300 psi、350 °C

0101-0585

4 ポート交換バルブ WE シリーズ、400 psi、225 °C

0101-0946

4 ポート交換バルブ WT シリーズ、300 psi、350 °C

0101-0947

14 ポート交換バルブ UWE シリーズ、ハステロイ C、400 psi、225 °C

0101-1472

14 ポート交換バルブ UWE シリーズ、400 psi、225 °C

0101-1473

4 ポート交換バルブ WE シリーズ、ハステロイ C、400 psi、225 °C

5062-3519

汎用ガスサンプリングバルブ

液体サンプリング用汎用バルブ
品名

部品番号

0.2 µL 交換バルブ UWP シリーズ、1,000 psi、175 °C

0101-0636

0.5 µL 交換バルブ UWP シリーズ、1,000 psi、175 °C

0101-0637

1.0 µL 交換バルブ UWP シリーズ、1,000 psi、175 °C

0101-0638

0.5 µL 交換バルブ UWP シリーズ、5,000 psi、75 °C

0101-0639
汎用液体サンプリングバルブ

ガスサンプリングバルブ用交換ロータ
品名

部品番号

6 ポート交換ロータ WE シリーズ、400 psi、225 °C

5181-7459

10 ポート交換ロータ WE シリーズ、400 psi、225 °C

5181-7460

6 ポートバルブ、交換ロータ、WT シリーズ、300 psi、350 °C

1535-4952

10 ポート交換ロータ WT シリーズ、300 psi、350 °C

1535-4954

4 ポート交換ロータ WE シリーズ、400 psi、225 °C

5190-6981

14 ポート交換ロータ UWE シリーズ、400 psi、225 °C

5190-6982

www.agilent.com/chem/GC:jp

47

Agilent 部品および消耗品

バルブ関連部品/消耗品

フロントフェラル、ステンレス、5181-1292

品名

部品番号

1/16 インチステンレスナット、10 個

5181-1291

1/16 インチフロントフェラル、ステンレス製、10 個

5181-1292

ストレートメータリングバルブ、1/16 インチ、ステンレス、サンプルアウトリス
トリクタとして、またはガス流量 10～100 mL/min 用のフローバランサとして LSVとともに使用

0101-0355

マイクロメータリングバルブ、標準温度、Viton O-リング、最高 225 oC、2～175 mL/min のフローバランスガス流量用

0101-0633

マイクロメータリングバルブ、ハステロイ C ボディ、Viton O-リング、最高 225 ºC、 G3440-20003
2～175 mL/min のフローバランスガス流量用
マイクロメータリングバルブ、高温、Kalrez O-リング、最高 350 ºC、2～175 mL/minのフローバランスガス流量用

0101-0948

マイクロメータリングバルブ、UltiMetal + 処理ボディ、VitonO-リング、最高 225 ºC、 G3480-60663
2～175 mL/min のフローバランスガス流量用
スモールバルブオーブン用空気駆動式バルブアクチュエータ(ボックス)、
ショートシャフト

19325-60660

ラージバルブオーブン用空気駆動式バルブアクチュエータ(ボックス)、
ロングシャフトG3507-60660

10 ポートアクチュエータリミッタ

18900-21000

14 ポートアクチュエータリミッタ (LVO 専用)

G3480-20002

アングルメータリングバルブ、1/16 インチ、ステンレス

0101-0403

7 µm ガスラインフィルタ (フィルタエレメント)、1/8 インチ x 1/8 インチコネクタ、 0101-0532
Swagelok タイプガスラインフィルタ (ステンレス)
2 µm (フィルタスクリーン)、1/8 インチ x 1/16 インチコネクタ、Valco タイプリデューシングガスラインフィルタ (ステンレス)

0101-1001

2 µm (フィルタフリット)、1/8 インチ x 1/16 インチコネクタ、Valco タイプリデューシングガスラインフィルタ (ハステロイ C)

G3440-20008

2 µm 交換用 1/8 インチフリット、ハステロイ C、Valco タイプリデューシングガス
ラインフィルタ G3440-20008 用G3440-20007

GC 用バルブ

ループ、ナット、フェラルを含む、1/16 インチ

48

品名

ステンレス
部品番号

ニッケル
部品番号

ハステロイ
部品番号

UltiMetal Plus

G3440-20005

G1540-30025

部品番号

サンプルループ、0.25 cc

0101-0303

0101-0956

サンプルループ、0.50 cc

0101-0282

0101-0957

サンプルループ、1.00 cc

0101-0299

0101-0954

G1540-30026

サンプルループ、2.00 cc

0101-0300

0101-0955

G1540-30027

サンプルループ、5.00 cc

0101-0301

サンプルループ、10.00 cc

0101-0302

サンプルループ、25 µL

0101-0304

サンプルループ、50 µL

0101-0667

サンプルループ、100 µL

0101-0666

CompCPS_43475

G1540-30028

G3440-20004

Agilent 部品および消耗品

バルブとカラムの接続
ステンレス
部品番号

UltiMetal Plus

A. チューブ、1/16 インチ、0.010 インチ x 1000 mm
B. チューブ、1/16 インチ、0.031 インチ x 1000 mm

G3440-20033

G3440-60033

G3440-20035

G3440-60035

G3440-20037

C. チューブ、1/16 インチ、0.010 インチ x 1000 mm、アダプタ付き (修飾検出器ライン)
D. チューブ、1/16 インチ、0.031 インチ x 1000 mm、アダプタ付き (PPI キャリアライン)

G3440-60600

G3440-60610

G3440-60620

G3440-60300

G3440-60310

E. チューブ、1/16 インチ、内径 0.038 インチ x 975 mm、G3440-60336

G3440-60236

F. チューブ、1/16 インチ、0.010 インチ x 1000 mm、CPM

G3440-60333

G3440-60233

G3440-60334

G3440-60234

品名

部品番号

パックドカラムライン、バルクヘッド付き

チューブ、1/16 インチ、0.020 インチ x 1000 mm、CPM
固定ナット (CFT 接続用)

G2855-20555

内部ナット (CFT 接続用)、内径 0.80 mm、キャピラリカラム接続用

G2855-20530

内部ナット (CFT 接続用)、内径 1.65 mm、1/16 インチチューブ接続用

G2855-20532

ナットプレートアセンブリ、バルブとカラム接続用、
GC オーブンマウンティング (6 ポジション)

05890-80660

オーブン右サイドナットプレートアセンブリ (8 ポジション)

G3440-81664

オーブン左サイドナットプレートアセンブリ (8 ポジション)

G3440-81665

部品番号UltiMetal Plus フレキシブルメタル 1/16 インチフェラル、
1/16 インチチューブ用

G3188-20509

UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル、内径 0.4 mm、
内径 0.1～0.25 mm のフューズドシリカチューブ用、10 個

G3188-27501

UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル、内径 0.5 mm、
内径 0.32 mm のフューズドシリカチューブ用、10 個

G3188-27502

UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル、内径 0.8 mm、
内径 0.53 mm のフューズドシリカチューブ用、10 個

G3188-27503

UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル、穴なし、10 個

G3188-27504

UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル、内径 0.5 mm、
内径 0.25 および 0.32 mm UltiMetal カラムチューブ用、10 個

G3188-27505

UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル、内径 0.8 mm、
内径 0.25 および 0.32 mm UltiMetal カラムチューブ用、10 個

G3188-27506

A.

D.

B.

E.

ニッケル
部品番号

G3440-60136

ロータ
インデックスピン

5181-1291
バルブ
ロータ

C.

5181-1292

F.
プリロード
アセンブリ
バルブ本体、分解時

www.agilent.com/chem/GC:jp49

Agilent 部品および消耗品

サンプル導入システム

7693A オートサンプラ用交換部品と消耗品

7693A オートサンプラ

アジレントでは、7693A ALS の高い生産性、性能、柔軟性に対応するための消耗品を充実させました。Agilent ブルーラインオートサンプラシリンジは、プランジャの寿命を伸ばし、コストに影響を与えるダウンタイムを削減するように設計されています。経済的なシェルバイアルとキャップを使用すれば、高い品質を保ちつつ、コスト効率を向上できます。色分けされたサンプルトレイ、
バイアルキャップなど、追加されたアクセサリはさらに使いやすい仕様となっています。

7693A 交換部品と消耗品
品名

入数

部品番号

グリッパー用フィンガーキャップ

16 個

G4514-60710

インジェクタマウンティングポスト

G4513-20561

オートサンプラ用デュアルパーキングポスト

05890-61525

ニードルサポートインサート、標準G4513-40525

ニードルサポートインサート、オンカラム

G4513-40529

バイアルラック、3 枚セット. 白ラベル付き

G4514-67505

バイアルラックラベルキット、白G4525-60701

バイアルラックラベルキット、赤3個

G4525-60702

バイアルラックラベルキット、黄3個

G4525-60703

バイアルラックラベルキット、緑3個

G4525-60704

洗浄用バイアル (標準物質、希釈兼用)

4 mL バイアル用ディフュージョンキャップ、
07673-40180

50

品名

入数

部品番号

4 mL 洗浄バイアル、充填マーキングとキャップ付

25 個

5182-0551

4 mL バイアル用ディフュージョンキャップ

12 個

07673-40180

4 mL バイアル用セプタム*

144 個

9301-1031

4 mL 洗浄バイアル、スクリューキャップ付き

144 個

9301-0723*4 mL バイアル用セプタムはサンプル保存のみに使用のこと

Agilent 部品および消耗品

オートサンプラ関連用品
オートサンプラ関連用品
品名

部品番号

シリンジ取り付け用ネジ、7673 用

07673-20570

トレイクオドラントキット (4枚)18596-40015

7673 基本部品キット
内容 : 10 µL シリンジ x 6、23/26 ゲージニードル、ディフュージョンキャップ付き
4 mL バイアル (144 個)、スクリューキャップ付き 2 mL オートサンプラバイアル(1,000 個)、GC セプタム (25 個)、バイアルラック (5 個)

07673-60840

バーコードリーダー用ラベル
品名

部品番号

番号印刷済みラベル (1000/巻)

1－1,000

5958-9450

1,001－2,000

5958-9441

2,001－3,000

5958-9442

3,001－4,000

5958-9443

4,001－5,000

5958-9444

5,001－6,000

5958-9445

www.agilent.com/chem/GC:jp

51

Agilent 部品および消耗品

7697A ヘッドスペースサンプラ用消耗品
アジレントの 7697A ヘッドスペースサンプラは、業界をリードするアジレントの実績と技術力に基づく高度な設計を採用しています。ヘッドスペースサンプリング技術により、不要な成分を廃
棄サンプルバイアルに残したまま、ほとんとのサンプルマトリックスから揮発性化合物を GC ま
たは GC/MS に導入することができます。111 バイアルトレイにより、多検体連続分析に対応します。また、3 つの優先ポジションにより、緊急のサンプルをいつでも分析できます。多忙なラボのニーズに応え、生産性の高い分析をサポートします。

• 最先端のニューマティックコントロールやサンプルループ方式のサンプリング• 実績あるバルブとループサンプリング技術• 自動化されたサンプルバイアルのリークチェックとバーコードリーダーによる確実なメソッド
互換性
7697A ヘッドスペースサンプラ• アジレントのデータシステムに統合された機器制御ソフトウェア• 省リソース型のプログラミング可能な機器スケジューラ

7697A ヘッドスペースサンプラ交換用部品と消耗品
品名

部品番号

トレイバイアルラック

G4556-60019

バイアルラックラベル

G4556-90500

スプリットベントトラップ、カートリッジ × 3 付き、
1/8 インチ Swagelok フィッティング

RDT-1020

リークテストキット
内容 : 操作手順シート、穴なしフェラル、1/8 インチナイロンチューブフィッティ
ングプラグ、ヘッドスペースリークテストバイアル、1/16 インチステンレス ZDVプラグ、11 mm 低ブリードセプタム (5 個)

G4556-67010

UltiMetal Plus 不活性サンプルプローブ

G4556-60125

6 ポートバルブ、交換ロータ、WT シリーズ、300 psi、350 °C

1535-4952

標準試料

OQ/PV ヘッドスペース用サンプル
エタノール中に 2 g/L t-ブチルジスルフィド、1,2-ジクロロベンゼン、
ニトロベンゼンを含有

5182-9733(続く)

ヒントとテクニック
トランスファラインヒータアセンブリは長さ 1 m で、次のタイプのチューブを使用できます。

• 内径 0.25 mm、0.32 mm、および 0.53 mm、最大外径 0.67 mm の フューズドシリカキャピラリ• Agilent UltiMetal または ProSteel など、内径 0.53 mm、最大外径 0.67 mm の金属製キャピラリ
1 つのトランスファーラインには、1 個のフェラル、1 個のナットおよびリデューシングユニオンに加えて、長さ約 1 m のフューズドシリ
カまたは ProSteel が必要です。200 °C を超える条件で操作する場合は、トランスファーラインを保護するために ProSteel スリーブをご注文ください。スリーブなしで ProSteel を使用すると、加熱されたチューブが永続的に固着することがあります。

52

Agilent 部品および消耗品

7697A ヘッドスペースサンプラ交換用部品と消耗品
品名

部品番号

トランスファライン

不活性処理済フューズドシリカ、長さ 5 m

0.25 mm160-2255-5

0.32 mm160-2325-5

0.45 mm160-2455-5

0.53 mm160-2535-5

ProSteel 不活性化処理済みステンレス、長さ 5 m
0.53 mm160-4535-5

ProSteel 用ポリイミドスリーブ

4177-0607

ポリイミドフェラル、5 個、0.50 mm、0.80 mm

0100-2595
7697A ヘッドスペースサンプラ

ポリイミド製、Valco フェラル、5 個
フェラル、低熱容量、内径 320 µm のカラムに対応、内径 0.5 mm、5 個

5190-1438

フェラル、低熱容量、内径 250 µm までのカラムに対応、内径 0.4 mm、5 個

5190-1437

6 ポートバルブとトランスファライン接続用ナットとリデューシングユニオン

0100-2594

セプタムナット、トランスファライン、スプリット/スプリットレス、
マルチモード注入口

G3452-60835

G3520A XLSI アクセサリ消耗品
品名

部品番号

G3520A XLSI アクセサリキット
セラミックウエハカラムカッタ

5181-8836

トランスファラインナットフィッティング

G3520-20210

カラムストレージフィッティング

G2855-20590

ルーペ、3 倍、6 倍、パドル、プラスチック

G2855-40001

SilTiteメタルプラグフェラル

G2855-60570

フェラル固定用ツール

G2855-60200

ウルトライナートストレート 2.0 mm ライナ

5190-6168

トランスファラインサポートブラケット

G3504-60620

www.agilent.com/chem/GC:jp

12 バイアル 7697A ヘッドスペースサンプラは
Agilent 7820 シリーズ GC システムに適合し、Agilent 7890B シリーズ GC システムでも使用できます。

53

Agilent 部品および消耗品

G1888A ネットワークヘッドスペースサンプラ部品
品名

部品番号

ステンレスサンプルループ

認定サンプルループ、1 mL、不活性処理済

5190-2265

認定サンプルループ、3 mL、不活性処理済

5190-2266

サンプルループ、1 mL、不活性処理済

2321700003

サンプルループ、3 mL、不活性処理済

2321700004

プローブとユニオン

サンプルプローブ、不活性処理済

2322700011

ユニオン、M6、真鍮製

2302533140

ユニオン、ゼロデッドボリューム、不活性処理済

2307230001

ユニオン

2307232901

トランスファラインニードルとユニオン

ニードルのみ、ヘッドスペーストランスファーライン、不活性処理済、
外径 0.5 mm

2322590004

ニードルのみ、ヘッドスペーストランスファーライン、不活性処理済、
外径 0.7 mm

2322590005

ストレインリリーフセプタムナット

6410090050

チューブ

チューブ、ソレノイド－6 ポートバルブ間、不活性処理済

410105017

チューブ、6 ポートバルブ－プローブ間、不活性処理済

1300502506

トランスファライン、1.45 m

G1890-60000

標準試料

OQ/PV ヘッドスペース用サンプル
エタノール中に 2 g/L t-ブチルジスルフィド、1,2-ジクロロベンゼン、

5182-9733

ニトロベンゼンを含有

メンテナンスキット

G1888A メンテナンスキット、1 mL ループ付

G1888-60702

G1888A PM キット、3 mL ループ付

G1888-60703

G1888A 拡張メンテナンスキット、バルブ、トランスファライン、

G1888-60704

およびベントチューブ付き54

Agilent 部品および消耗品

G1883A ネットワークヘッドスペース消耗品 (日本未発売)
品名

部品番号

ニードル

ニードルのみ、ヘッドスペーストランスファーライン、不活性処理済、
外径 0.5 mm

2322590004

トランスファーライン用ニードル、内径 0.25 mm、外径 0.5 mm、ニッケル

301-016-HSP

ニードルのみ、ヘッドスペーストランスファーライン、不活性処理済、
外径 0.7 mm

2322590005

トランスファーライン用ニードル、内径 0.4 mm、外径 0.8 mm、ニッケル

301-015-HSP

バイアルプローブ (オーブン内ニードル)、不活性処理

232-2790012-EHS

バイアルプローブ (オーブン内ニードル)、ニッケル

232-2790010-EHS

フィッティング

ユニオンエルボM5

998-0000053-EHS

トランスファラインナット

19258-20830

トランスファラインフェラル

19258-20870

ユニオン FF 6MB、5 個セット

325-062-HSP

ユニオン T6 MB、5 個セット、真鍮325-132-HSP

ユニオン、T5 MA

325-185-HSP

バルブ

リストリクタ、ステンレス

321-002-HSP

ソレノイドバルブ、ベント用、Kalrez

3600500001

ソレノイドバルブ、バイアル加圧用

3600500002

チューブとトランスファライン

サンプルループ、1 mL、不活性処理済

2321700003

サンプルループ、1 mL、ニッケル

321-055-HSP

サンプルループ、2 mL、ニッケル製

169-0013-HSP

サンプルループ、3 mL、不活性処理済

2321700004

サンプルループ、3 mL、ニッケル

321-056-HSP

10 mL バイアル用オーブンアダプタ

301-017-HSP

チューブ、ニードル－6 ポートバルブ間、不活性処理

301-212-HSP

チューブ、ニードル－6 ポートバルブ間、ニッケル

301-169-HSP

チューブ、ベントバルブ、ステンレス

301-170-HSP

センサチューブ、125 mm、PTFE

321-057-HSP

トランスファライン、不活性処理、1 m

301-211-HSP

トランスファライン、1 m、ニッケル

301-152-HSP

トランスファライン、80 cm、ニッケル (標準)301-011-HSP

修理、リークテスト、OQ/PV 部品

ストレインリリーフセプタムナット

301-205-HSP

ヘッドスペースリーク試験キット

G1888-60701

OQ/PV ヘッドスペース用サンプル
エタノール中に 2 g/L t-ブチルジスルフィド、1,2-ジクロロベンゼン、

5182-9733

ニトロベンゼンを含有

www.agilent.com/chem/GC:jp

55

Agilent 部品および消耗品

アジレントの GC、GC/MS、およびGC/HS 用バイアルとキャップ
ヘッドスペースバイアルとキャップ口上部に傾斜を付けたバイアルで、10 mL と 20 mL の 2 種類のタイプがあります。平底タイプまたは丸底タイプがあります。20 mm クリンプキャップは一定した密閉性を実現します。バイアル、
キャップ、セプタムをセットにした便利なバイアルキットなら、さらに経済的です。

• アジレントオートサンプラとの互換性を保証• クリンプバイアルまたはスクリューバイアルから選択可能• 確実な密封を確保するために、口部上端に傾斜角をつけてあります• 2 種類のタイプを用意• 45 psi でバイアル内圧を解放する安全構造タイプのキャップを選択可能• 平底タイプと丸底タイプを用意

認定ヘッドスペース用クリンプガラスバイアル
品名
透明ヘッドスペースクリンプバイアル、目盛およびラベル付、5190-2285

入数

平底

丸底

透明

100 個

5182-0838

5183-4475

茶色

100 個

5067-0227

5190-2238

透明、目盛およびラベル付

100 個

5190-2285

茶色、目盛およびラベル付

100 個

5190-2287

透明

100 個

5182-0837

5183-4474

茶色

100 個

5067-0226

5190-2239

茶色、目盛およびラベル付

100 個

5190-2286

透明、目盛およびラベル付

100 個

5190-2288

10 mL、23 x 46 mm

20 mL、23 x 75 mm

茶色ヘッドスペースクリンプバイアル、目盛およびラベル付、5190-2286

ヒントとテクニック
アジレントの新しい対話形式のバイアル選択ツールにより、バイアル、キャップ、
セプタムの選択が簡単になりました。デスクトップ版とモバイル版の両方をオンラインで入手できます。このツールを使うと、アプリケーションに適したバイアルとキャップを特定することができます。www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

56

Agilent 部品および消耗品

高性能セプタム
要求の厳しいヘッドスペースアプリケーションで求められる温度と条件に対応できるセプタムです。

• 最高 300 °C までの温度に耐えることが実証済み• リーク防止• クリンプまたはスクリューから選択可能

300 °C において他社セプタムと比較した

ヘッドスペーススクリューバイアルのブランククロマトグラム
シクロシロキサン
1.2e+08

他社 C : 対象のサーモシールセプタムは300 °C まで使用可能

1e+08

他社 B : 対象のPTFE/シリコンセプタムは200 °C まで使用可能

8e+07

6e+07

他社 A : 対象のPTFE/シリコンセプタムは200 °C まで使用可能

4e+07

GC/MS 条件
注入 :スプリットモード、10:1 比、250 °C

カラム :DB-5ms、ウルトライナート、30 m x 0.25 mm、0.25 µm、定流量 : 2.5 mL/min

オーブン :

40 °C で 1.5 分保持、15 °C/min で 40～325 °C、325 °C で 2.5 分保持 (分析時間 23 分間)
250 °C/230 °C/150 °C

サーマル Aux/MS
ソース/MS ガード :

MSD :

2e+07

スキャンモード 25～550 m/z

アジレント高性能ヘッドスペースセプタム
0
2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00
min

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

アジレント高性能ヘッドスペースセプタムを使用した、
300 °C におけるバイアルのブランクサンプルクロマトグラム
アジレント高性能セプタムは、高温ヘッドスペーステストにおいて非常にクリーンなブランクバックグラウンドを示します。小スケールの存在量においても、高性能セプタムを使用した 300 °C のバイアルブランククロマトグラムはシロキサンピークをほとんど示さず、存在量も非常に少なくなっています。
2e+07
100000ヘッドスペース条件

50000

セプタムの
タイプ :

アジレント高性能セプタム、5190-3986

温度 :オーブン/ループおよび
バルブ/トランスファーライン : 300 °C/300 °C/300 °C

時間 :GC サイクルタイム : 32 分、バイアル平衡化時間 : 30 分

バイアル :

注入圧力 : 15 psi、注入流量 : 50 mL/min、
ループ注入速度 : 20 psi/min、ループ最終圧力 : 10 psi、
バイアルサイズ : 20 mL、混合 : 1

キャリア :

GC 制御

1e+07

2.00

2.00

4.00

4.00

6.00

6.00

8.00

8.00

10.00

10.00

12.00
min

12.00

14.00

14.00

16.00

16.00

18.00

18.00

20.00

22.00

20.00

22.00

www.agilent.com/chem/GC:jp

57

Agilent 部品および消耗品

高性能セプタム

ヒントとテクニック
CrossLab 高性能セプタムについては、
199 ページをご覧ください。

品名

入数

アジレント認定
部品番号

18 mm スクリューキャップ、

100 個

5190-3986

5188-2753、5188-6537、5188-5392、5188-6538

20 mm クリンプキャップ、

100 個

5190-3987

5182-0837、5183-4474、5067-0226、5190-2239、5182-0838、5183-4475、5067-0227、5190-2238

スチール、高性能セプタム付
スチール、高性能セプタム付

対応する部品番号

20 mm ヘッドスペースクリンプキャップとセプタム

アルミクリンプキャップ、5183-4477

キャップの色セプタムのタイプ

仕様

認定

銀アルミ

PTFE/シリコン
セプタム-60～180 °C

3

100 個
10,000 個
5183-4477 5190-2257

安全構造タイプ、
銀アルミ

PTFE/シリコン
セプタム-60～180 °C

35183-4478

銀アルミ

モールド PTFE/
ブチルセプタム-40～125 °C

35183-4479 5190-2258

安全構造タイプ、
銀アルミ

モールド PTFE/
ブチルセプタム-40～125 °C

銀アルミ

セプタムなし

9301-0721

安全構造タイプ、
銀アルミ

セプタムなし

9301-0718

セプタムのみグレーPTFE/
黒ブチル、モールド-40～125 °C

9301-0976

セプタムのみ茶褐色PTFE/
白シリコン-60～180 °C

9301-0719 5067-0234

5183-4480

認定ヘッドスペースバイアルキット
バイアルの
タイプ
キャップの色

仕様

入数

部品番号

モールド PTFE/
黒ブチルセプタム

平底

安全構造タイプ、
銀アルミ< 125 °C

100 個

5182-0839

PTFE/シリコン

平底

安全構造タイプ、
銀アルミ< 180 °C

100 個

5182-0840

セプタムのタイプ

ヘッドスペースバイアルキット

58

セプタム

Agilent 部品および消耗品

CombiPAL ヘッドスペースバイアルとキャップ
最良のシール性と再現性のある結果を得るために、スクリューバイアルとキャップを推奨しています。CombiPAL ヘッドスペースバイアルとキャップは精度が高いため、信頼性が高く、使いやすいという特徴を持っています。環境、食品・飲料、産業衛生、薬物分析、臨床化学などのアプリ
ケーションに適しています。

CombiPAL ヘッドスペーススクリューバイアル
品名

100 個

10 mL、23 x 46 mm
透明5188-5392

茶色

5188-6538

20 mL、23 x 75 mm
透明5188-2753

茶色

5188-6537

CombiPAL 18 mm スクリューキャップ、セプタム付
キャップの色セプタムのタイプ

銀色アルミ、マグネティックキャップ

PTFE/シリコンセプタム(オモテ : 白、ウラ : 青)

100 個
5188-2759

www.agilent.com/chem/GC:jp

59

Agilent 部品および消耗品

クリンパとデキャッパ
オートクリンパとオートデキャッパ
手動クリンパの代わりにアジレントのオートクリンパをお使いいただくと、手首への負担が減り、気密性が高く、再現性のある密閉が可能になります。調整式のスリムなスチール製ヘッドにより、狭い間隔で並べられたバイアルにも確実にフィットします。そのため、多くのバイアルが並ぶ
オートサンプラトレイでもバイアルを直接挟むことができます。クリンパと同じハンドヘルド設計を採用したアジレントのオートデキャッパでは、キャップを簡単に取り外すことができます。

• 1 回の充電でさらに多くのバイアルをクリンプ可能 – 新しいリチウムイオンバッテリの駆動時間はこれまでの約 3 倍• クリンプスピードの向上 – 新しいモデルはクリンピングスピードが従来品より 50 % アップ (6.4
V バッテリ)• 軽量モデル – 従来品よりさらに軽量になりました。
• 見やすいディスプレイシグナル – バッテリの充電が必要なときにわかりやすく表示します。
11 mm オートクリンパ、5190-3188• 右手または左手で簡単に使用可能 – ディスプレイが上部に付いているため、操作に影響されません。

• 充電効率がさらに向上 - 再充電中に本体が熱くなることがありません。
• 長寿命モーター - モーター寿命がきわめて長くなりました。

オートクリンパとオートデキャッパ
20 mm オートクリンパ、5190-3189

11 mm オートデキャッパ、5190-3190

20 mm オートデキャッパ、5190-3191

60

品名

部品番号

11 mm オートクリンパ、リチウムバッテリ付

5190-3188

20 mm オートクリンパ、リチウムバッテリ付

5190-3189

11 mm オートデキャッパ、リチウムバッテリ付

5190-3190

20 mm オートデキャッパ、リチウムバッテリ付

5190-3191

交換用リチウムバッテリ、クリンパおよびデキャッパ用

5190-3192

高性能オートクリンパ、電源付き

5190-4061

HP オートクリンパ用 11 mm クリンパヘッドセット

5190-4062

HP オートクリンパ用 11 mm デキャッパヘッドセット

5190-4063

20 mm クリンパヘッドセット

5190-4064

20 mm デキャッパヘッドセット

5190-4065

オートクリンパ用ベースユニット

5190-4066

20 mm HP クリンパおよびヘッドセットバンドル

5190-4067

Agilent 部品および消耗品

マニュアルクリンパとデキャッパ
人間工学に基づくマニュアルクリンパとデキャッパは、軽量設計により手首の痛みや不快感を解消します。従来品と比較して 25～30 % 軽量化され、手の痛みや圧迫感がない新設計により、操作性が劇的に向上しました。アジレントのバイアルでフィットテストを行い、使いやすいように色分けされています。新しいクリンパは、高い性能を継続して得ることができるように設計されています。11 mm のクリンパでは 100,000 回以上、20 mm のクリンパでは 60,000 回以上の処理が可能です。

• 人間工学に基づいて設計され、軽量のハンドルが手にフィットするため、使いやすさが向上• 最上部に取り付けられた調整ノブが締める/緩める方向を表示• 調整ノブはクリンプ (またはデキャップ) が確実に行われていることを示すインジケータを兼ねる• クリンパは青色、デキャッパはオレンジ色の調整ノブとラベルで色分け• ヘッドがスリムなため、バイアル間隔が狭くても確実なクリンプが可能• 下部のハンドルの動きでヘッドを最適に制御できるため、高い安定性を実現• ハンドルは丈夫な強化繊維で樹脂加工され、スチールで補強

マニュアルクリンパとデキャッパ
品名

部品番号

軽量マニュアルクリンパ、11 mm キャップ用

5040-4667

軽量マニュアルデキャッパ、11 mm キャップ用

5040-4668

軽量マニュアルクリンパ、20 mm キャップ用

5040-4669

軽量マニュアルデキャッパ、20 mm キャップ用

5040-4671

軽量マニュアルクリンパ、5040-4667

www.agilent.com/chem/GC:jp

61

Agilent 部品および消耗品

Teledyne Tekmar パージ & トラップ消耗品
Teledyne Tekmar パージ & トラップコンセントレータ用ガラス部品、
1/2 インチ取り付け
品名Stratum PTC サンプルコンセントレータ

部品番号

5 mL フリットスパージャ (ガラス器具のみ)

5182-0852

5 mL フリットスパージャキット、フィッティング付き

5182-0846

25 mL フリットスパージャ (ガラス器具のみ)

5182-0851

25 mL フリットスパージャキット、フィッティング付き

5182-0845

5 mL フリットレススパージャ (ガラス器具のみ)

5182-0850

5 mL フリットレススパージャキット、フィッティング付き

5182-0844

25 mL フリットレススパージャ (ガラス器具のみ)

5182-0849

25 mL フリットレススパージャキット、フィッティング付き

5182-0796

5 mL ニードルスパージャ (ガラス器具のみ)

5182-0848

5 mL ニードルスパージャキット

5182-0795

25 mL ニードルスパージャ (ガラス器具のみ)

5182-0847

25 mL ニードルスパージャキット

5182-0794

Tekmar AQUATek 70 および AQUATek 100 パージ & トラップオートサンプラ消耗品

62

品名

部品番号

サンプルループ、5 mL、PEEK

5190-3151

サンプルループ、25 mL、PEEK

5190-3152

サンプルループ、20 mL、PEEK

5190-3153

サンプルループ、10 mL、PEEK

5190-3154

40 mL バイアル用セプタム、クリーニング済み、72 個

14-3823-000

40 mL バイアル用スクリューキャップ、24 個

14-6855-000

Agilent 部品および消耗品

Teledyne Tekmar Stratum およびAtomx パージ & トラップコンセントレータ用トラップ
品名

部品番号

トラップ、BTEX + MTBE

5188-8813

トラップ、#5、OV-1/Tenax/シリカゲル/活性炭

5188-8814

トラップ、#8、Carbopak B/Carbosieve S-III

5188-8815

トラップ、#9、アジレント独自品

5188-8816

トラップ、Tenax/シリカゲル/Carbosieve S-III、#10

5188-8817

Strat-トラップ、Tenax/シリカゲル、#2

5188-8818

Strat-トラップ、Tenax/シリカゲル/活性炭、#3

5188-8819

Strat - トラップ、OV-1/Tenax、#7

5190-1445

Strat - トラップ、Tenax、#1

5190-1446

トラップ、Vocarb 3000、Stratum および Atomx P&T

5188-8820

トラップ、Vocarb 4000

5188-8821

トラップ、BTEX

5188-8822

トラップ、Tenax、#1A

5188-1447

トラップ、VPH、#11

5188-1448

Stratum および Atomx 用 U トラップ、
トラップ、BTEX + MTBE、5188-8813

Atomx パージ & トラップコンセントレータ

Stratum および Atomx トラップは U 型形状です。

Atomx VOC オートサンプラの消耗品
品名

部品番号

消泡剤、消泡剤 1520、10 mL

5190-2235

サイドポート付きシリンジ、27 mL

5190-2234

ベッセル、茶色 IS、15 mL

5190-2233

フリットスパージャガラス部品キット、25 mL

5190-2232

フリットレススパージャ、ガラス部品キット、25 mL

5190-2231

ヒントとテクニック

Teledyne Tekmar Velocity パージ & トラップコンセントレータ用トラップ
品名

部品番号

トラップ、Vocarb 3000、7695、および 3100 P&T

5182-0775

トラップ、Vocarb 4000 (Iトラップ)

5182-0774

トラップ、Tenax (Aトラップ)

5182-0783

トラップ、Tenax/シリカゲル/チャコール (C トラップ)

5182-0781

トラップ、BTEX

5182-0773

DryFlow 水分トラップ

14-8911-003

水系サンプルに気泡が発生しやすい場
合、フリットスパージャよりもフリットレススパージャが適しています。
キャピラリチューブを詰まらせやすい
土壌サンプルには、このスパージャは適していません。

Velocity トラップはストレート型形状です。

www.agilent.com/chem/GC:jp

63

Agilent 部品および消耗品

Archon パージ & トラップ消耗品 (日本未発売)
品名

部品番号

バイアルキット、40 mL、クリーニング済みバイアル、キャップ、およびセプタム、 5183-4741
72 個

Agilent Archon パージ & トラップ
オートサンプラ

Agilent Archon パージ & トラップ
オートサンプラ、取り外し式トレイ付き

Archon 取り外し式 51 ポジション
サンプルトレイ64

キャップなしボトル、80 オンス

DY50390600

22 mm セプタム、PTFE/シリコン、72 個

5190-3978

22 mm セプタム、EPA 低ブリード、60 個

5190-3976

シリンジマウント O-リング

DY50549500

水サンプルプローブ交換キット、S/N 995 以降用、取り付け位置にネジ

DY50573990

スパージプローブ交換キット、S/N 13160 以降用、六角形の底部

DY70007791

スパージプローブ交換キット、S/N 995-13160 用、六角形の底部

DY50574190

スパージプローブ交換キット、S/N 995 以降用、六角形の底部

DY50549290

標準リザーバ

DY50548400

トランスファライン、水サンプル

DY50551400

I.S. 吸引/廃液ライン

DY70001990

トランスファライン、土壌サンプル

DY50574500

水サンプルプローブ用 75 ミクロンスクリーン

DY50559800

水サンプルプローブ、クリーニング済み、S/N 695-995 用、取り付け位置にネジ

DY50549100

クリーニング済みスパージプローブ、S/N 13160 以降用

DY70007701

10 ミクロン土壌サンプルプローブフリット

DY50559900

Valco ロータループ、1 µL

DY50572600

フランジレスナットとフェラル、

DY70008101

40 mL バイアル用 PTFE 撹拌子

DY50295500

土壌サンプルバイアル用スピンバー

DY50402400

撹拌磁石

DY50546100

Valco バルブおよびアクチュエータ

DY50540700

ラベル付きガラスバレル、26 mL

DY50296800

キット、チラーオプション、フィールド

DY70008590

土壌サンプルプローブ交換キット、SV S/N 13160 以降用

DY70007691

下部土壌サンプルプローブ交換キット、SV ユニット用

DY50546390

土壌サンプルプローブ交換キット、SV S/N 995-13160 用

DY50574390

Agilent 部品および消耗品

Markes サーマルディソープション (熱脱着)
アジレントは、Markes 熱脱着 (TD) 機器用の包括的な消耗品シリーズも提供しています。熱脱着により、幅広いサンプルマトリックスの揮発性および不揮発性化合物を GC または GC/MS に直接導入することができます。

Markes サーマルディソープション (熱脱着) 機器用消耗品
品名

入数

部品番号

O-リング、Markes、7 mm コールドトラップシール

10 個

MKI-U-COV07

O-リング、Markes、6 mm コールドトラップシール

10 個

MKI-U-COV06

PTFE フィルタディスク、5.1 mm、Markes、TD

10 個

MKI-U-DISK1PTFE フィルタディスク、6.3 mm、Markes、TD

10 個

MKI-U-DISK3

クイックフィットコネクタ、Markes UNITY

10 個

MKI-C-QSC10

O-リング挿入ツール、Markes UNITY TDIMKI-Z-0285

O-リング抽出ツール、Markes UNITY TDIMKI-Z-0351

O-リング、010、Markes UNITY

10 個

Markes サーマルディソープション (熱脱着)システム

MKI-U-COV10

コールドトラップ
品名

入数

コールドトラップ、汎用、UNITY

部品番号

MKI-U-T11GPC

コールドトラップ、汎用、UNITY 2

MKI-U-T11GPC-2S

コールドトラップ、空気汚染、C2-C14、UNITY 2

MKI-U-T3ATX-2S

コールドトラップ、大気毒性、C2-C14、UNITYMKI-U-T3ATX

コールドトラップ、材質エミッション、UNITYMKI-U-T12ME

コールドトラップ、材質エミッション、UNITY 2

MKI-U-T12ME-2S

DHS アプリケーション用コールドトラップ、UNITYMKI-U-T13DHS

DHS アプリケーション用コールドトラップ、UNITY 2

MKI-U-T13DHS-2S

コールドトラップ、EPA TO-15/TO-17 空気汚染物質分析メソッド用、

MKI-U-T15ATA-2S

Markes UNITY 2
ステンレス Difflok キャップ、Markes UNITY

MKI-MTD-1169

不活性 Difflok キャップ、Markes UNITY

MKI-MTD-1204

コールドトラップ、Tenax、UNITYMKI-U-T9TNX

コールドトラップ、Tenax、UNITY 2

MKI-U-T9TNX-2S

コールドトラップ、高沸点化合物、C6-C40、UNITY 2

MKI-U-T1HBL-2S

コールドトラップ、オゾン前駆体、UNITY 2

MKI-U-T17O3P-2S

コールドトラップ、硫黄、UNITY 2

MKI-U-T6SUL-2S

コールドトラップ、化学兵器、C6-C40、UNITY 2

MKI-U-T10CW-2S

コールドトラップ、温室効果ガス、UNITY 2

MKI-U-T16GHG-2S

www.agilent.com/chem/GC:jp

65

Agilent 部品および消耗品

標準 TD 吸着剤チューブおよび関連サンプリングアクセサリ
品名

入数

部品番号

空ステンレス TD チューブ

10 個

C-TBE10

Tenax ステンレスチューブ、空焼き済み/密閉済み

10 個

C-TBP1TC

空ガラス TD チューブ

10 個

C-GT010PTFE インサート

10 個

C-PL010

長期 TD チューブ保存用キャップ

10 個

C-CF020

長期保存用キャップ用キャップロックツール

Markes サーマルディソープション (熱脱着)システム

C-CPLOK

拡散サンプリングキャップ

10 個

C-DF010

Bio-VOC ブレスサンプラ

10 個

C-BIO10

Bio-VOC 用使い捨てカードマウスピース

10 個

Tenax TA 34-60 メッシュ、10 g

C-B010M
C-TNXTA

汎用疎水性チューブ、ステンレス
空焼き済み、1/4 インチ真鍮保存用キャップで密封。
n-C5～n-C20 の圧縮サンプリング用。

10 個

C-HY010C

Tenax/S'carb 硫黄チューブ
空焼き済み、1/4 インチ真鍮保存用キャップで密封。

10 個

C-102SSC

Carbograph 1 ステンレスチューブ
空焼き済み、1/4 インチ真鍮保存用キャップで密封。
C5～C14 のポンプサンプリングおよび BTX の拡散用。

10 個

C-TBP1C1C

Carb X ステンレスチューブ
空焼き済み、1/4 インチ真鍮保存用キャップで密封。
1.3-ブタジエンおよびベンゼンの圧縮/拡散用。

10 個

C-TBP1CXC

有害大気物質 (TO-17) ステンレスチューブ
空焼き済み、1/4 インチ真鍮保存用キャップで密封。
n-C3～n-C12 の揮発性有機化合物 (VOC) 圧縮サンプリング用。

10 個

C-AT010C

汎用ステンレスチューブ
空焼き済み、1/4 インチ真鍮保存用キャップで密封。n-C3～n-C30 の揮発性/半揮発性有機化合物 (VOC/SVOC) 圧縮サンプリング用。

10 個

C-UN010C

ガラスチューブ、1 cm Tenax 付き
直接液体注入用

10 個

C-G1CM10

有害大気物質 (TO-17) ガラスチューブ
包装済み、炭素数 2 ベースの溶媒で空焼き済み、
1/4 インチ真鍮保存用キャップで密閉

10 個

C-GAT010C

CRS BTX 標準試料、1 µg

10 個

C-BTX1UG

臭気および埋立地ガス分析用。

66

コールドトラップアライメントツール、Markes UNITYMKI-UTD-5064

スプリットフィルタチューブ、ステンレス、3 1/2 インチ、
チャコール充填MKI-SERUTD-5065

Agilent 部品および消耗品

注入口システム
スプリット/スプリットレス注入口シール
活性成分や感度変化しやすい化合物を含むサンプルに対し、アジレントは最高のシール性能と不活性さを提供し、確実な分析を可能にします。金メッキ上にはウルトライナート処理が施されており、活性成分の吸着を軽減し、リークを防止します。不活性流路を構築するうえで、シールは重要なコンポーネントです。

スプリット/スプリットレス注入口シール
品名

入数

ウルトライナート金メッキシール、ワッシャ付き

部品番号

5190-6144
10 個

5190-6145

50 個

5190-6149

注入口金メッキシールキット、ワッシャ付き

ウルトライナート金メッキシール、
ワッシャ付き、5190-6145

5188-5367
10 個

5190-2209

金メッキシール、クロス溝、スプリットのみ

5182-9652

注入口シール、ステンレス

18740-20880

注 : 不活性化プロセスにより、UI 金メッキシールの表面には点や色が暗い部分があります。これ
らは不活性化プロセスの影響で生じたもので、気密性や不活性度には影響を与えません。

認定金メッキシールキット、5190-2209

ヒントとテクニック
GC 流路の不活性の確保は、これまで以上に重要になっています。
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp

67

Agilent 部品および消耗品

フリップトップ注入口システム
アジレントのフリップトップ注入口システムを用いると、Agilent 7820、6890、6850、5890 GC シス
テムの注入口ライナを簡単かつ迅速に交換することができます。

• 注入口ライナの交換がたったの 30 秒に• 専用工具が不要で、簡単に操作可能• ユーザーフレンドリな設計 - 熱くなった部分に触れないため、火傷や怪我の心配を低減• ダウンタイムを減らし、生産性を向上• カラムが外気に触れる時間を最小限に抑え、カラム寿命を延長• 15 分で簡単に取り付け可能
このフリップトップ注入口システムはアジレント独自の製品で、レバーアームは 7820/6890/
6850/5890 インサートウェルドメントに接続され、アダプタリングによって注入口にロックされます。取り付け後は、フリップトップのアームを上げるだけで注入口からインサートウェルドメン
トが外れ、ライナにすぐにアクセスできます。ウェルドメントをポートに再度シールするには、これと逆の手順を行います。

フリップトップ注入口システム
品名

入数

フリップトップ注入口システム
7820、6890、6850、5890 用。7890 には付けられません
フリップトップ用ノンスティックフルオロカーボン O-リング

フリップトップ注入口システム
取り付けキット、5188-2717

68

部品番号

5188-2717
10 個

5188-5366

100 個

5190-2268

Agilent 部品および消耗品

スプリット/スプリットレス注入口
スプリット/スプリットレス注入口は、キャピラリカラムガスクロマトグラフィーで、最も一般的な注入口です。スプリットモードとスプリットレスの両モードで使用できるため、大部分の分析をカバーできる非常に効率的な組み合わせです。

スプリット注入口のトラブルシューティング
スプリット注入口では狭いピークが生成されるため、ピーク幅が広がるという現象はほとんど発生しません。ピークの広がりやテーリングは、通常、以下の理由によるものです。

• カラムの取り付けが不適切• 注入口温度が低い• スプリット流量が低い (6890 GC で < 20 mL/min)• 注入口とニードルでのディスクリミネーションと分解
それでも結果が改善されないようなら、下記の措置を取ってください。

• カラムを確認し、必要な場合は取り付け直す• 注入口温度を現行よりも 50 °C 上げ、結果を比較• 注入口とニードルに摩耗がないか確認し、必要に応じて交換する

スプリットレス注入口のトラブルシューティング
スプリットレス注入のほとんどの問題は次の原因によるものです。

• パージ時間が不適当• 劣化• 不適切なフォーカシング• 不適切なカラム温度• 逆流さらに以下の項目を調整することで、ピーク面積の再現性と直線性を向上し、逆流を防止できます。

• 注入口温度• ライナ容量• 注入量

www.agilent.com/chem/GC:jp

69

Agilent 部品および消耗品

分解
ライナの種類を交換すると、ピーク面積の減少や新しいピークの生成を大幅に改善できる場合があります。ライナの充填剤を取り除くか、量を減らしても、注入口の活性を減らすことができます。

カラムのトラブルシューティング

正常なピーク

溶媒ピークのテーリング

異常なピーク比注入口と FID の両方への
カラムの取り付けが適切である

カラムが注入口に正しく取り付けられていないか、
キャリアガス流路中にフェラルの破片が詰まっている可能性がある

注入口のカラム位置が不適切(距離が長すぎるか足りない)。
フェラル先端からの取り付け
距離が 4～6 mm になっているかを確認する

再現性の高いスプリット注入結果を得るためには、位置決め用ビード内蔵、ガラスウール付き、不活性処理済みの、アジレントの低圧力降下スプリットライナ (p/n 5183-4647) をお使いください。

70

Agilent 部品および消耗品

スプリットモードの設定基準
パラメータ

選択/設定

説明

注入口温度

250 °C または最後に溶出する

瞬間気化を確実にする
注入口のディスクリミネーションを最小限に抑える

注入口ライナ

大容量、不活性処理済

逆流を最小限に抑える
サンプル劣化を最小限に抑える

注入口パッキング

シラン化ガラスウール

不揮発性物質の保持
注入口のディスクリミネーションを最小限に抑える

ガラスビードまたはフリット

ウールより低活性

なし

最も低活性

液体 0.5～3 µL

スプリット調整が容易

注入量

化合物の沸点に設定

ガス 0.10～10 mL

場合に応じてスプリットを調整

注入方法

高速自動注入ニードルのディスクリミネーションが少ない

高温ニードル高速手動注入

ディスクリミネーションの再発

スプリット比50:1～500:1

サンプル、注入量、カラム内径により異なる

初期カラム温度

重要ではない

初期ピーク幅が狭い

セプタムパージ

2～3 mL/min

ゴーストピークの発生を最小限に抑える

www.agilent.com/chem/GC:jp71

Agilent 部品および消耗品

スプリットレスモードの設定基準
パラメータ

選択/設定

説明

注入口温度

最高溶質沸点の少し上 (+ 20 °C)

瞬間気化を確実にする
サンプル分解が発生したら下げる
汚いサンプルや高沸点溶質では高温で使用

注入口ライナ

大容量 > 0.8 mL

オートインジェクタ用

低容量 < 0.2 mL

手動注入とガス注入にのみ使用

なし

低速注入のみで使用
分解を減少

シラン化ガラスウール

高速自動注入や汚れたサンプルに使用

注入量

液体 0.5～2 µL

溶媒、ライナ、条件によって異なる

注入方法

高速自動注入最も再現性が高い
ニードル・ディスクリミネーションが低い

高温ニードル低速手動

細いライナを使用し、1 µL 以上の注入の場合、1～2 µL/秒で注入

高温ニードル高速手動

1 µL 未満の注入用

注入口
パッキング

スプリット流量20～50 mL/min

濃縮サンプルではこれよりも上げる

スプリットレス時間

20～80 秒

カラム流量、ライナの種類、サンプル
条件に従い調整

オーブン温度

溶媒沸点より 10～25 °C 低く

溶媒フォーカシングに必要

カラム流量

通常の流量 1～2 mL/min。化合物の分離条件に応じてこれ以上の流量を使用。

流量を変更すると、分離を改善できる

セプタムパージ

2～3 mL/min

ゴーストやセプタムの汚染を軽減

定量
リテンション
ギャップ

72

内部標準

再現性を最大化

標準添加法

一定注入量の場合のみ使用

1～3 m、不活性処理済(1～2 m/注入量 (µL))

溶媒と固定相のフォーカシングを促進
分析カラムをマトリックスの汚染から保護

Agilent 部品および消耗品

スプリット/スプリットレス注入口のメンテナンス
スプリットベントトラップの交換*
1.

固定クリップを取り外します。

2.

古いフィルタカートリッジと O-リング 2 個を取り外します。

3.

新しいフィルタカートリッジに新しい O-リングが正しく取り付けられているかを確認します。

4.

新しいフィルタカートリッジを設置した後、トラップを再設置します。
まだ完全に締めないでください。

5.

取り付けブラケットにフィルタトラップアセンブリを設置し、固定クリップを取り付けます。

6.

トラップにスプリットベントフロントウェルドメントを固定します。

7.

漏れがないか確認します。

O-リング

フィルタカート
リッジ
スプリットベントライン、5188-6495*6 ヶ月ごとに交換

スプリット/スプリットレス注入口へのキャピラリカラムの取り付け
1.

カラムを準備します。

2.

フェラルの末端から 4～6 mm 出るようにカラムを位置合わせします。

3.

セプタムをスライドさせ、ナットとフェラルを正しい位置に取り付けます。

4.

注入口にカラムを挿入します。

5.

ナットをカラムから注入口ベースにスライドさせて上げ、ナットを指締めします。

6.

セプタムがカラムナットの下と同じ高さになるように、カラム位置を調整します。

7.

さらに 1/4～1/2 回転、カラムナットを締めます。カラムを軽く引っ張っても抜けないように
します。

8.

キャリアガスを流します。

9.

カラムの末端をイソプロパノールに浸して、流れていることを確認します。気泡を調べます。

断熱カップ
リデューシング
ナット
キャピラリ
カラム用
フェラル
(ナット内部)
注入口カラムナット

4～6 mmセプタム

警告および注意
スプリットベントトラップには、GC に注入したサンプルや他の薬品の残留物が含まれる可能性があります。トラップフィルタカートリッジの交換の際には、これらの物質の取り扱いに関するお客様の安全性手順に従ってください。

ヒントとテクニック
キャピラリカラムの取り付け用ツール
カラムを正しく取り付けるためには、必要なツールを常にラボに揃えておくことが大切です。ダイヤモンド、カーバイド、またはサファイアチップペンシル、またはセラミックカッターなどのカラム切断用ツール、適切な化合物、カラムテスト用混合物、電子
流量計、電子リークディテクタなどをお勧めします。ホームページでは Agilent J&W GC カラム取り付けガイド (英語) をご覧いただ
けます。

www.agilent.com/chem/gcinstallationguidewww.agilent.com/chem/GC:jp73

Agilent 部品および消耗品

137890/6890/6850 スプリット/スプリットレス注入口消耗品 (上部)
番号 品名

2

4

1

2

5

3

6

4

5

入数

Merlin マイクロシールキット、低圧

5181-8816

Merlin マイクロシールスタータキット、汎用

5182-3442

Merlin マイクロシール高耐圧ナット

5182-3445

Merlin マイクロシール低圧交換用セプタム

5181-8815

Merlin マイクロシール汎用交換用セプタム、3～100 psi

5182-3444

セプタムナット、パージ注入口用

18740-60835

ヘッドスペース分析用セプタムナット

18740-60830

ノンスティックブリード/温度最適化 (BTO) セプタム、11 mm

50 個

5183-4757

100 個

5183-4757-100

ノンスティック長寿命セプタム、11 mm

50 個

5183-4761

100 個

5183-4761-100

7890 トップインサートアセンブリ、標準G3452-60730

7890 トップインサート、AC 用ギャングフィッティング

G3430-60011

7890 トップインサートアセンブリ、バルブ

G3480-67585

7890 インサートウェルドメント、UltiMetal Plus 処理済み

G3452-60586

6890 トップインサートアセンブリ、標準

G1544-60585

ウェルドメント

7

6

7

8
8

スプリット/スプリットレス
注入口アセンブリ (上部)

カラム据え付け固定用ツール、
メタルフェラル、G3440-80218

カラム据え付け固定用ツール、グラファイトフェラル、G3440-80217

74

部品番号

スプリットレスライナ用 O-リング、グラファイト製

10 個

5180-4173

スプリットライナ用 O-リング、グラファイト製

10 個

5180-4168

認定ノンスティックフルオロカーボン O-リング

10 個

5188-5365

キャピラリ注入口シェルウェルドメントアセンブリ

G3452-80570

7890 キャピラリ注入口シールドウェルドメントアセンブリ、
UltiMetal Plus 処理済み

G3452-60570

QuickPick スプリット注入口メンテナンスキット

5188-6493

QuickPick スプリットベントおよび注入口メンテナンスキット

5188-6497

FIDコレクタクリーニングブラシ

8710-1346

QuickPick スプリットベントおよび注入口メンテナンスキット

5188-6496

カラム据え付け固定用ツール、メタルフェラル

G3440-80218

カラム据え付け固定用ツール、グラファイトフェラル

G3440-80217

Agilent 部品および消耗品

7890/6890/6850 スプリット／スプリットレス注入口消耗品 (底部)
番号 品名

入数

部品番号

1

注入口ヒータウェルドメント用リテーニングナット

G1544-20590

2

注入口金メッキシールキット、ワッシャ付き

5188-5367

認定金メッキシールキット、ワッシャ付き

10 個

ウルトライナート金メッキシール、ワッシャ付き

5190-2209

12

25190-6144

ウルトライナート金メッキシール、ワッシャ付き

10 個

5190-6145

金メッキシール、クロス溝、スプリットのみ

5182-9652

3

ワッシャ、外径 0.375

5061-5869

4

スプリット／スプリットレス注入口用リデューシングナット

18740-20800

5S/SL 断熱材キット、3 個

5188-5241

6

カップ、断熱19243-00070

3
4

5

スプリット/スプリットレス注入口上のゴールドシール
注入口
ゴールドシール

6

ワッシャ

リデュー
シングナットスプリット/スプリットレス注入口アセンブリ
(底部)

ゴールド
シール
側面図

リデューシングナット、18740-20800

ヒントとテクニック
Agilent セルフタイトカラムナットなら、締め直しが一切不要です。
アジレント独自のセルフタイト式ス
テンレス製 GC カラムナットにより、確実な接続が可能になります。高価なアップグレードやアダプタは不要です。このナットでは、以下のような利点が得られます。

ゴールドシールキット、5188-5367• 信頼性の高い性能• 時間の短縮• 使いやすさ• すばやいメンテナンス
セルフタイトカラムナットを使用したカラムの取り付けについては、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp75

Agilent 部品および消耗品

マルチモード注入口

Agilent プレミアム注入口 7890B GC の最高の性能と柔軟性を実現する注入口
MMI はスプリット/スプリットレス注入口と PTV 注入口の機能を組み合わせたものです。SOP に必要であれば標準注入技術を実行します。必要に応じて大容量プログラムまたは温度プログラムを使用します。

マルチモード注入口本体
番号 品名

1

入数

Merlin キャップ

5182-3445

Merlin マイクロシールキット、

5181-8816

Merlin マイクロシールスター

5182-3442

Merlin マイクロシール低圧

5181-8815

Merlin マイクロシール汎用
交換用セプタム、3～100 psi

5182-3444

セプタムナット、
パージ注入口用

18740-60835

ヘッドスペース分析用
セプタムナット

18740-60830

低圧タキット、汎用

2

3

4

交換用セプタムノンスティックブリード/
温度最適化 (BTO) セプタム、

5183-4757

100 個

5183-4757-100

50 個

5183-4761

100 個

5183-4761-100

10 個

5188-5365

スプリットライナ用 O-リング、10 個
グラファイト製

5180-4168

スプリットレスライナ用
O-リング、グラファイト製

5180-4173

ノンスティック長寿命
セプタム、11 mm

10 個

マルチモード注入口用レンチ

G3452-20512

カラム据え付け固定用ツール、
メタルフェラルG3440-80218

カラム据え付け固定用ツール、グラファイトフェラル

G3440-80217

7

カラムナットアダプタ

G3510-20018

8

カラムフェラルの詳細については、37 ページ参照

9

カラムナットの詳細については、40 ページ参照

676

認定ノンスティックフルオロ
カーボン O-リング

1

3

2

4

5

50 個

11 mm

5

部品番号

6

7

8

9

マルチモード注入口の分解図

Agilent 部品および消耗品

マルチモード注入口へのキャピラリカラムの取り付け
1.

カラムを準備します。

2.

注入口のベースにカラムアダプタナットを通し、自在に回転することを確認
します。

3.

カラムにセプタム、キャピラリナット、グラファイトフェラルを取り付けます。

4.

カラムの末端に刻みを入れ、折ります。

5.

フェラルの末端から 10～12 mm 出るようにカラムを位置合わせします。

6.

セプタムをスライドさせ、ナットとフェラルを正しい位置に取り付けます。

7.

注入口にカラムを挿入します。

8.

アダプタをレンチで固定したまま、カラムナットを注入口に通します (締め
ません)。

9.

セプタムがカラムナットの下に接するように、カラム位置を調整します。
カラムがほぼ固定されるまで、カラムナットを指締めします。

ステップ 2ステップ 5

10. 注入口ベースをレンチで押さえ、別のレンチを使用してカラムナットをさらに 1/4～1/2 回転増し締めして、カラムをフィッティングから軽く引っ張って

10-12 mmも抜けないようにします。

マルチモード注入口のクリーニング
アジレントでは、G3510-60820 マルチモードクリーニングキット (詳細なクリーニ
ング説明書付き) の使用を推奨しています。
使用されている注入口モード、取り付けられているライナ、およびサンプルの汚染度により、必要なクリーニング頻度は異なります。クリーニング頻度を決定したら、ライナを交換するたびに注入口下部の目視検査を行います。食品抽出物や固形廃棄物抽出物などの汚れたサンプルを注入した場合、物質が注入口下部に小さくリング状に残ります。クリーニングスケジュールは、汚れたサンプルに対しては隔週、クリーンなサンプルに対しては隔月が適していますが、必要に応じて調整してください。

ヒントとテクニック

警告および注意
注入口の内壁の厚みはわずか 0.005 インチであるため、強く洗浄すると傷つくことがあります。

MMI 用フェラルにはグラファイト
フェラルが適しています。ただし、リークを防ぐために、グラファイ
ト /ポリイミドフェラルをセルフタ
イトカラムナットに使用できます。

36 ページをご覧ください

www.agilent.com/chem/GC:jp

77

Agilent 部品および消耗品

クールオンカラム注入口
クールオンカラム注入口のメンテナンス
クールオンカラム注入口へのキャピラリカラムの取り付け
シリンジ

インサート

カラム

1.

カラムが注入口内へつきあたるまで、慎重に挿入します。

2.

カラムナットを注入口接続部へ挿入し、指で締めます。

3.

レンチでさらに 1/4 回転、またはカラムが動かなくなるまで、カラムナットを締めます。
レンチ 2 本を使用して注入口を支えます (5/16 インチおよび 1/4 インチ)。

4.

0.25 mm または 0.32 mm のカラムにオートインジェクタを使用する場合、シリンジを注入口に刺してみて、カラムの取り付けを確認します。

クールオンカラム注入口でニードルとカラムのサイズを確認
1.

ニードルとカラムのサイズを確認し、ニードルがカラムに合っているかを確認します。

2.

カラムサイズに適したインサートを使用してください。シリンジニードルと同じサイズのインサートを使用し、使用するカラムが正しいサイズであることを確認します。

3.

インサートの一方の末端にカラムを挿入します。

4.

インサートのもう一方の末端からカラムの中にシリンジニードルを挿入します。ニードルがカラムの中を通過できない場合、ニードルをカラムの逆の末端に挿入します。

ヒントとテクニック
部品の検索とトラブルシューティングについては、
www.agilent.com/chem/jp からパーツファインダツールを
ダウンロードしてください。

78

Agilent 部品および消耗品

クールオンカラム注入口でのセプタムの交換
1.

セプタムを交換します。
セプタムナットを使用している場合、すべり止めを握り、ネジを外します。ピンセットで古いセプタムを取り外します。ピンセットを使用して、新しいセプタムを取り付けます。正しく設置されるまで、セプタムナットにセプタムを押し込みます。ナットをしっかりと締めます。
冷却タワーを使用している場合、リング 3 個を握り、ネジを外します。冷却タワーを取り外す際に、スプリングとダックビルセプタムが注入口から飛び出す恐れがあります。なくさな
いように注意してください。飛び出さない場合、細いワイヤーを使用して、注入口から取り外します。交換用ダックビルセプタムはスプリングに挿入し、注入口に設置します。冷却タ
ワーアセンブリを再び設置した後、指で締めます。

2.

注入を行う前に、適切なサイズのシリンジを用いてアセンブリ全体の位置を確認します。

3.

分析メソッドを復元します。

4.

セプタムカウンターをリセットします。 (カウンター設定をしている場合)

250/320 µm

530 µm

自動注入用

自動注入用

フューズドシリカニードルを用いた手動 200 µm 注入用

セプタム

ダックビルセプタム

www.agilent.com/chem/GC:jp79

Agilent 部品および消耗品

6
1

5

2

2

7

3
4

8

9

クールオンカラム注入口部品

7890/6890クールオンカラム注入口部品
部品番号 品名

部品番号

320 µm カラム用セプタムナット

2

5 mm セプタム、穴あき、オンカラム用、ガラスびん入、

50 個

5183-4760

5 mm セプタム、穴あき、オンカラム用、ガラスびん入、

25 個

5181-1260

5 mm セプタム、穴あき、オンカラム用、ガラスびん入、

50 個

5183-4762

5 mm セプタム、穴あき、オンカラム用、ガラスびん入、
BTO、赤

50 個

5183-4758

グリーン

汎用、グレー
ロングライフ

19245-80521

3

スプリング

4

320 µm カラム用インサート、銀リング x 5

19245-20525

19245-60760

530 µm カラム用インサート、リングなし

19245-20580

250 µm カラム用インサート、リング x 6

19245-20515

インサート、530 µm アルミ被覆、リング x 4

19245-20780

200 µm 用インサート、リング x 1

19245-20510

5530 µm アセンブリ用セプタムナットベース

G1545-80520

6

クーリングタワーアセンブリ

7

ダックビルセプタム

8

オンカラムシリンジ、フューズドシリカニードル用(バレルのみ)9301-0658

ニードル交換型、シリンジのみ

5182-0836

シリンジフェラル、PTFE

0100-1389

オンカラムシリンジ、ステンレス

5182-9633

9

80

入数

1

19320-80625
10 個

19245-40050

ニードル、オンカラムシリンジ、3 個

3個

5182-9645

0.25 mmカラム用ステンレスニードル

3個

5182-0833

0.32 mmカラム用ステンレスニードル

3個

5182-0831

シリンジニードル、フューズドシリカ製

6個

19091-63000

Agilent 部品および消耗品

温度プログラム気化 (PTV) 注入口
PTV 注入口はスプリット/スプリットレス、オンカラムの各注入口の利点を組み合わせたものです。
サンプルは通常低温のライナに注入されるため、シリンジニードルのディスクリミネーションは生じません。さらに、注入口温度を上げ、サンプルを気化させます。ユーザーがベント時間と温度をプログラムし、気化したサンプルをスプリットまたはスプリットレスに相当するかたちでカラムに導入します。PTV 注入は、その柔軟性から、最も汎用性の高いサンプル導入システムと考えられます。

利点• シリンジ - ニードルでのディスクリミネーションがない• 最小限の注入口ディスクリミネーション• 大容量注入の使用が可能• 溶媒と低沸点化合物の除去• 不揮発性化合物をライナでトラップ• スプリットまたはスプリットレス動作が可能• リテンションタイムと面積の再現性はクールオンカラム注入と同等
注入前や注入中は、液体 N2、液体 CO2 によって、PTV 注入口は強制的に冷却可能です。注入口を低温冷却することにより、他のサンプリング装置からライナへのガス注入を十分にフォーカスできる注入口温度を確保することができます。これは、キャピラリカラムへと補助サンプリングデ
バイスを組み合わせて使う際に、従来の注入口に比べて PTV 注入口を使用することの利点です。

注入後、電気ヒーターにより PTV 注入口は加熱されます。注入口温度勾配は、プログラムなし (最高速度で最高温度に昇温) と、プログラムありを設定可能です。

www.agilent.com/chem/GC:jp81

Agilent 部品および消耗品

PTV 注入口の設定基準 (コールドスプリット/スプリットレス)
パラメータ

選択/設定

説明

注入モード

コールドスプリット

一般およびサンプルスクリーニング用コールド
スプリットレス

微量分析用

コールド溶媒ベント

LVI (大容量注入)調整可能 (2 °C/s～
最高 720 °C/s)

不安定、複雑、大容量サンプルには低速な昇温勾配を使用
通常のサンプルには高速な昇温勾配を使用
スプリットレスパージディレイタイムを短くするには高速な昇温勾配を使用

プログラムなし

よりシンプルで、廉価な機器構成

シラン化ウール入り
ストレート

一般用

バッフル

不安定なサンプル用吸着剤で充填

補助サンプリングデバイスからのガス注入のフォーカシング用

注入量

0.1～1.5 µL
LVI では 5～50 µL

揮発性溶媒や高速昇温勾配では少量を使用
溶媒除去モードでのみ、1.5 µL 以上の量を使用

サンプル注入方法

オートサンプラまたは コールドスプリット/スプリットレスモード
手動、高速または低速 では重要ではない

オーブン温度

溶媒沸点より10～25 °C 低く
サンプルに依存スプリットモード用

カラム流量30～50 cm/s

注入口を高速にクリア
逆流が少ない

注入口昇温速度

注入口ライナ82

スプリットレスモードで適切な溶媒効果を得るため

セプタムパージ

1～5 mL/min

ゴーストピークの発生を最小限に抑える

定量

任意のメソッド

本質的に再現性が高い
コールド注入モードではディスクリミネー
ションが少ない

リテンションギャップ

1～3 m、
不活性処理済液体の拡がり、溶媒とカラムの不適合の補正

Agilent 部品および消耗品

PTV 注入口のメンテナンス
PTV 注入口へのキャピラリカラムの取り付け
1.

フェラルの上端から 17 mm 出るようにカラムを位置合わせします。修正液やマーカーでフェラルの下端のカラムに印を付けます。カラムの上にナットをスライドさせます。

2.

アダプタにカラムを挿入し、カラムナットを指締めします。ナットのスロットを調べ、印がGraphpak 2M フェラルの下に正しく位置が合うまでカラムを調整します。

3.

レンチでさらに 1/8～1/4 回転、カラムナットを締めます。締め過ぎないでください。

17 mm
ここに印を
付ける

7890/6890 セプタムレス PTV 注入口消耗品
品名

カラム内径 (mm)

入数

部品番号

Merlin マイクロシール高耐圧ナット

5182-3445

Merlin マイクロシール

5182-3444

セプタムレスヘッド

G2617-60507

セプタムヘッドG2618-80500

セプタムナット、パージ注入口用

18740-60835

PTV 注入口アセンブリ

G2617-60506

PTV 液体 C02 冷却ジャケット

G2617-60508

PTV 液体 N2 冷却ジャケット

G2619-60501

シルバーシール

Graphpak 2M 注入口アダプタ、0.2 mm

5個
0.20

5182-9754

0.25-0.33

5182-9761

0.53
Graphpak 2M 注入口用フェラル、0.2 mm

5182-9763

5182-9762

0.20

10 個

5182-9756

0.25

10 個

5182-9768

0.32

10 個

5182-9769

0.53

10 個

5182-9770(続く)

www.agilent.com/chem/GC:jp83

Agilent 部品および消耗品

7890/6890 セプタムレス PTV 注入口消耗品
品名

入数

部品番号

Graphpak カラムナット、交換用

5062-3525

PTV 断熱ブロック

G2617-20510

PTV クライオインシュレータ

G2617-60510

PTFE フェラル (ニードルシール)

10 個

5182-9748

Kalrez シール

5182-9759

バルブ本体

5182-9757

加圧スプリング

5182-9758

バイトンシール

5個

5182-9775

シーリングエレメント

5182-9760

CO2 クライオインラインフィルタ

3150-0602

セプタムレスヘッド用サービスキット
Kalrez シール、バルブ本体、加圧スプリングが付属

5182-9747

Graphpak 3D フェラル
Graphpak 3D フェラル用アセンブリツール

84

カラム内径 (mm)5個5182-9749
G2617-80540

Agilent 部品および消耗品

PTV 注入口本体
番号 品名

入数

部品番号

1

セプタムヘッドG2618-80500

2

セプタムナット、パージ注入口用

18740-60835

3

ノンスティックブリード/
温度最適化 (BTO) セプタム、11 mm

50 個

5138-4757

100 個

5183-4757-100

ノンスティック高性能グリーンセプタム

50 個5183-4759

100 個

5183-4759-100

50 個

5183-4761

100 個

5183-4761-100

ノンスティック長寿命セプタム、11 mm

4

Merlin マイクロシール高耐圧ナット

5182-3445

5

Merlin マイクロシール汎用交換用セプタム、3～100 psi

5182-3444

6

PTFE フェラル (ニードルシール)

5182-9748

7

PTV カラムアダプタチューブ (1/6 インチナットとフェラルを含む)

G2617-80550

8ストレートフェラル、1/16 インチ

9セプタムレスヘッド用サービスキット

5182-9747

10

シーリングエレメント

5182-9760

11

セプタムレスヘッド

G2617-60507

12Graphpak 3D フェラル

13

PTV ライナ、高温 SIMDIS 専用、ホウケイ酸ガラス製

5188-5356

PTV ライナ、シングルバッフル、不活性処理済

5183-2036

PTV ライナ、焼結ガラス、不活性処理済

5190-1426

PTV ライナ、高温 SIMDIS 専用、石英製

5188-5313

10 個

5個

0100-1375

5182-9749(続く)

www.agilent.com/chem/GC:jp85

Agilent 部品および消耗品

PTV 注入口本体
番号 品名

14
15

入数

シルバーシール

部品番号5182-9763

Graphpak 2M 注入口アダプタ、0.53 mm

5182-9762

Graphpak 2M 注入口アダプタ、0.32/0.25 mm

5182-9761

Graphpak 2M 注入口アダプタ、0.2 mm

5182-9754

Graphpak 2M 注入口用フェラル、0.32 mm

10 個

5182-9769

Graphpak 2M 注入口用フェラル、0.2 mm

10 個

5182-9756

Graphpak 2M 注入口用フェラル、0.25 mm

10 個

5182-9768

Graphpak 2M 注入口用フェラル、0.53 mm

10 個

5182-9770

17

Graphpak カラムナット、交換用

5個

5062-3525

18

GC/MS のクリーニング用綿棒

100 個

5080-5400

16

注入ポートクリーニングキット

480-0003

セプタムツール、すべり止めハンドル付き

450-1000

セプタムレスヘッド用サービスキット

5182-9747

2

4

3

5

14
6

15
11

7
1

16

9
17

8
12
10
13

18

PTV 注入口本体部品

86

Agilent 部品および消耗品

PTV セプタムレスヘッド
番号

品名

部品番号

セプタムレスヘッド

G2617-60507

1

PTFE フェラル (ニードルシール)

5182-9748

2

Kalrez シール

5182-9759

3

バルブ本体

5182-9757

4加圧スプリング

5182-9758

5

バイトンシール

5182-9775

6

シーリングエレメント

5182-9760

7

PTV カラムアダプタチューブ (1/6 インチナットとフェラルを含む)

G2617-80550

8

セプタムレスヘッドウェルドメント

G3500-80000

9ストレートフェラル、1/16 インチ、10 個

0100-1375

1
9
7

2
3
4

8

5
6

温度プログラム気化 (PTV) 注入口ライナ
品名

内径

容量

(mm)

(µL)

部品番号

5183-2038

セプタムレス PTV 注入口用ライナ、G3501A、G3502A、G3503A 用

PTV ライナ、シングルバッフル、ガラスウール入り、不活性処理済

2

180

PTV ライナ、シングルバッフル、不活性処理済

22005183-2036

PTV ライナ、マルチバッフル、不活性処理済

1.8

150

5183-2037

PTV ライナ、焼結ガラス、不活性処理済

1.5

112

5190-1426

PTV ライナ、高温 SIMDIS 専用、石英製

3.4

713

5188-5313

PTV ライナ、高温 SIMDIS 専用、ホウケイ酸ガラス製

3.4

668

5188-5356

高温 PTV 注入口 G3506A 用ライナ (高温 SIMDIS 専用)

セプタムレスおよび高温 PTV インレット用シリンジ

容量 (µL)

品名ニードルゲージ/
長さ (mm)/チップ

0.5

ニードル交換型

23/70/HP

5182-9651

5

ストレートニードルシリンジ、ニードル固定型

23/42/HP

9301-0892

10

ストレートニードルシリンジ、ニードル固定型

23/42/HP

9301-0713

50

ストレートニードルシリンジ、ニードル固定型、 23/42/HP
大容量注入用5183-0318

100

ストレートニードルシリンジ、ニードル固定型、 23/42/HP
大容量注入用5183-2058

部品番号

www.agilent.com/chem/GC:jp

87

Agilent 部品および消耗品

パックドカラム注入口
高効率の分離が必要ない場合や、ガスを分析する場合、パックドカラム分析がよく用いられます。
パックドカラム注入口は、設計も使用法もシンプルです。設定に必要なパラメータの数は少なく、標準コンフィグレーションでは、すべてのキャリアガスが注入口からカラムに流れます。

パックドカラム注入口の設定基準
パラメータ
注入口温度
インサートの種類

ライナ

選択/設定

説明

溶媒の沸点 + 50 °C

瞬間気化を確実にする

主溶質の沸点きれいなサンプル用

1/8 インチステンレス

ステンレスカラム専用

1/4 インチ、ステンレス
530 µmインサートにより、外径最大 1/4 インチまでのカラムに接続可能

ガラス製

活性を下げるために使用 (交換可)初期カラム温度

温度プログラミング

ピークを鋭くし、分析時間を短縮

カラムの種類

1/8 インチパックド、

割れにくい

1/4 インチ

極性化合物や不安定な化合物に対応

ステンレス

パックドガラス

530 µm
キャリアガス流量

10～40 mL/min

N2 キャリアガスを使用

10～60 mL/min

He または H2 キャリアガスを使用

アジレントのパックドカラムポートフォリオの追加情報と更新情報
470 ページ参照

88Agilent 部品および消耗品

パックドカラム注入口のトラブルシューティング
パックドカラム注入口は活性で、容量が小さく、流量制御されています。これは、パックドカラ
ム注入口では、サンプルの分解、逆流、リークが発生する可能性があることを意味します。

分解
分解生成物のリテンションタイムを標準リテンションタイムと比較することで、注入口でのサン
プル分解を診断します。次に、結果を向上するため、以下の方法を試してください。

• カラム内ダイレクト注入• 不活性処理済ガラスライナ• 注入口温度を下げる• 注入口部のカラム充填剤を取り除く• 流量を上げる

逆流
大容量注入を行うと、ライナの容量を超え、ガス供給配管やセプタムに逆流する可能性があります。これにより以下のことが起こる可能性があります。

• ゴーストピーク• サンプル損失• ピーク面積再現性の低下
• 分解

リーク
セプタムとカラムのリークは、流量制御されたカラム注入口のカラムの劣化や固定相の分解を引き起こす可能性があります。

• リークを引き起こさないように、定期的にセプタムを交換し、カラムの接続を確認してください。
• 使用していない場合や、セプタムの交換中は、オーブンと注入口を室温で維持してください。

www.agilent.com/chem/GC:jp89

Agilent 部品および消耗品

パージドパックド注入口
番号

品名

1

入数

Merlin マイクロシール高耐圧ナット

5182-3445

部品番号2

Merlin マイクロシール汎用交換用セプタム、3～100 psi

5182-3444

Merlin マイクロシール低圧交換用セプタム

5181-8815

3

セプタムナット、パージ注入口用

4

ノンスティック高性能グリーンセプタム、11 mm

50 個

5183-4759

ノンスティック長寿命セプタム、11 mm

50 個

5183-4761

汎用セプタム、グレー、11 mm

50 個

5080-8896-50

ノンスティックブリード/温度最適化 (BTO) セプタム、11 mm

50 個

5183-4757

18740-60835

5

パックド注入口用インサートウェルドメント

19243-80570

6

使い捨てガラスインサート、不活性処理済、内容量170 µL

5181-3382

7

O-リング、バイトン

8

注入口ウェルドメント

9ポリイミドフェラル、1/4 インチ

10 個

5080-8774

10

1/4 インチナット、真鍮製

10 個

5180-4105

11

1/4 インチカラムアダプタ、ガラスライナを使用するタイプ

19243-80540

1/8 インチカラムアダプタ、ガラスライナを使用するタイプ

19243-80530

使い捨てガラスライナ、内容量170 µL、未処理

5080-8732
12 個

5080-8898
G3451-80501

ガラスライナ用 530 µm カラムアダプタ

19244-80540

12

ナット保温断熱材

19234-60715

13

ナット保温カップアセンブリ

19234-60700

14

カラムナットの詳細については、40 ページ参照

15

QuickPick パージドパックド注入口メンテナンスキット

5188-6498

GC/MS のクリーニング用綿棒

100 個

5080-5400

注入ポートクリーニングキット

480-0003

セプタムツール、すべり止めハンドル付き

450-1000

1

3

2

4

7

12

8
5
13
6
9

10
15

11

パージドパックド注入口アセンブリ

90

14

Agilent 部品および消耗品

7890/6890/6850 パックドカラム注入口部品
品名

入数

部品番号

QuickPick パージドパックド注入口メンテナンスキット
内容 : ノンスティック BTO セプタム 5 個、O-リング 1 個、フェラル 1 個、使い捨てガラスライナ 1 個

5188-6498

Merlin マイクロシール

5182-3444

Merlin マイクロシール高耐圧ナット

5182-3445

セプタムナット、パージ注入口用

18740-60835

ノンスティックブリード/温度最適化 (BTO) セプタム、11 mm

50 個

パックド注入口用インサートウェルドメント

O-リング、バイトン

5183-4757
19243-80570

12 個

5080-8898

使い捨てガラスライナ、内容量170 µL、未処理

25 個

5080-8732

使い捨てガラスインサート、不活性処理済、内容量170 µL

5個

5181-3382

ポリイミドフェラル、1/4 インチ

10 個

5080-8774

1/4 インチナット、真鍮製

10 個

5180-4105

ガラスライナ用 530 µm カラムアダプタ

19244-80540

1/8 インチカラムアダプタ ガラスライナを使用するタイプ

19243-80530

1/4 インチカラムアダプタ ガラスライナを使用するタイプ

19243-80540

ナット保温キャップ、断熱材入
汎用カラムナット

パックドカラム注入口へのガラスライナの取り付け方法19234-60720
2個

セルフタイトカラムナット、注入口/検出器用

5181-8830
5190-6194

1/8 インチパックドカラム用ナットとフェラル
品名

入数

部品番号

1/8 インチステンレス製ナット/フェラルセット

20 個

5080-8751

1/8 インチ真鍮製ナット/フェラルセット

20 個

5080-8750

ポリイミド/グラファイトフェラル、1/8 インチ

10 個

0100-1332

www.agilent.com/chem/GC:jp91

Agilent 部品および消耗品

検出器システム
水素炎イオン化検出器 (FID)
最適な性能を確保するため、FID の日常的なメンテナンスが必要です。メンテナンスの必要項目は
アプリケーションにより異なりますが、アジレントは以下の品目を定期的にクリーニングまたは交換することをお勧めします。

FID のメンテナンス
項目

備考

FID ジェット

ジェットが詰まると、カラム出口/検出器の圧力が上昇するため、リテンションタイムが長くなります。ジェットが完全に詰まると、点火や炎の維持が困難です。

イグナイタグロープラグ

腐食したり、燃え尽きた場合、交換します。

FID コレクタ/インシュレータ

汚染によって検出器ノイズの発生や感度低下が起こる可能性があります。

カラムアダプタ/シール
調整可能な FID 専用

カラムフィッティングにリークが発生すると、注入後の FIDの点火や炎の維持が困難になる可能性があります。

一般的な FID の問題
結露
FID の燃焼過程では水が発生するため、検出器温度を 300 °C 以上に維持し、結露を防ぐ必要があります。検出器ブロック温度が 300 °C 以下の場合、キャッスルアセンブリは 100 °C 以下となり、結露を生じ、錆びる可能性があります。特に、塩素系やフッ素系の溶媒またはサンプルの場合は、このような結露が腐食の原因となり、検出器ノイズの増大や感度の低下を引き起こします。

92

Agilent 部品および消耗品

点火
炎が消えたり、点火しない場合:• 水素/空気とメークアップガスの流量を測定します。H2 またはメークアップガスの流量の低下

は、ジェットの詰まりや、カラムフィッティングでのリークが原因である場合があります。各
ガスの流量を個別に測定します。

• FID 点火シーケンス中に、イグナイタが白熱しているかを確認します。
• ジェットが部分的または完全に詰まっていないか確認します。ジェットの先端にシリカや炭素

FID コレクタアセンブリ

堆積物が形成すると詰まりが生じる可能性があります。キャピラリカラムを正しく取り付けな
いと、詰まりを生じる可能性があります。
詰まったジェットは洗浄するより、交換するほうが適切です。

• キャピラリカラムがジェットの先端まで達していないことを確認します (1～2 mm 手前)。
• 使用しているカラムに対して正しい種類のジェットを取り付けているかを確認します。
• カラムや、FID のベースにあるアダプタフィッティングに漏れがないかを確認します。
• 点火オフセット値が低過ぎないか、または高過ぎないかを確認します。値を調整します (通常、2.0 pA に設定)。
芳香族溶媒または水を大量に注入すると、炎が消える可能性があります。非芳香族溶媒に切り替えるか、注入量を減らします。

FID のノイズが増えるか、感度が低下する
FID ノイズは以下の影響を受けます。
• GC ガスとガス供給システムの清浄度 - キャリアガス/H2 と空気の純度を 99.9995 % 以上にします。ガス供給配管中のトラップとフィルタを確認します。炎が点火し、安定している場合、FID
バックグラウンドシグナルが 20 pA 以下になるのが一般的です。
• コレクタ/PTFE インシュレータの汚れ - 洗浄または交換。
• ジェットの汚れ - 炎が安定していないとノイズが増加し、感度に影響を及ぼす可能性があります。

ヒントとテクニック
最高の感度を得るためには、ガスピュ
リファイアを使用して、ご使用の GC
ガスの純度を確保してください。

164 ページをご覧ください

www.agilent.com/chem/GC:jp93

Agilent 部品および消耗品

準備するもの :FID へのキャピラリカラムの取り付け

• カラム

1.

必要な部品やツールを準備します。

• フェラル

2.

GC メンテナンス用のメソッドを読み込み、レディになるまで待機します。

• カラムナット

3.

兼用型の検出器を用いる場合、アダプターが取り付けられているかを確認します。

• カラムカッター

4.

カラムにセプタム、キャピラリカラムナット、フェラルを取り付けます。

• 1/4 インチ両口スパナ

5.

カラムカッターなどを用いてカラムに刻みを付けます。きれいに切断するために、刻みは正確に入れてください。

6.

カラムカッターによる刻みの反対側を支えながら、カラム末端を折ります。ルーペで末端を調べ、バリがないかや縁がギザギザになっていないかを確認します。

7.

イソプロパノールで浸したティッシュペーパーを用いてカラムを拭き、指紋やホコリを取り
除きます。

8.

キャピラリカラムを取り付けます。

• セプタム• イソプロパノール• ラボ用ティッシュペーパー
• リントフリーの手袋• カラムフェラル取り付けツール(p/n 19251-80680)

カラム内径が 0.1 mm 以上の場合 :a. カラムを検出器の奥まで優しく挿入します。無理に力をかけないでください。
b. カラムナットを指締めした後、カラムを約 1 mm 引き出します。スパナでさらに 1/4 回転、警告および注意

ナットを締めます。
カラム内径が 0.1 mm 以下の場合、フェラルの上に 48 mm (キャピラリ専用フィッティング) ま
たは 68 mm (パックド兼用フィッティング) 出るようにカラムを設置します。あらかじめ刺しておいた位置にスライドさせ、この位置でカラムナットとフェラルを固定すると便利です。

c. 検出器にカラムを挿入します。ナットとフェラルをカラムの方に検出器ベースまでスライ• オーブンや注入口は高温になります。火傷の可能性があります。十分に注意してください。高温の場
合は、耐熱手袋で手を保護してください。

• ガラスカラムやフューズドシリカ
キャピラリカラムを取り扱う際には、保護メガネを着用し、切断や取り付け中に飛散する可能性のある破片から目を保護します。カラムの取り扱いに注意し、損傷を防ぎます。

• きれいで糸くずの出ない (リントフリーの) 手袋を着用し、汚れや皮脂による部品の汚染を防ぎます。

94

ドさせて上げます。カラムが固定されるまで、カラムナットを指締めします。

d. セプタムがカラムナットの下と同じ高さになるように、カラム (セプタムではない) の位置を調整します。ナットをレンチでさらに 1/4 回転締めます。

カラムの位置決め
キャピラリ専用フィッティング

パックド兼用フィッティング

48 mm
68 mm

Agilent 部品および消耗品

FID ジェットの種類と選択
FID メンテナンス用部品を注文する際には、ご使用の GC にどの種類の FID が取り付けられているかを確認してください。FID には以下の 2 つのバージョンがあります。
• キャピラリカラム専用 : キャピラリカラム専用

パックド兼用 FID ジェット、19244-80560• パックド兼用 : パックドまたはキャピラリカラム用
ご使用中の GC に取り付けられている FID の種類を確認するには、オーブンドアを開き、検出器底のフィッティングを調べます。図と比較してください。

ヒント : パックド兼用ジェットは、キャピラリ専用ジェットより長くなります。

パックド兼用フィッティング

キャピラリ専用フィッティング

検出器
フィッティング

アダプタ

www.agilent.com/chem/GC:jp95

Agilent 部品および消耗品

FID ジェット
番号

品名

部品番号

1

キャピラリ専用ジェット、0.011 インチ/内径 0.29 mm、標準

G1531-80560

2ジェット、内径 0.018 インチ/0.47 mm チップ、模擬蒸留用に最適化

G1531-80620

3ジェット、キャピラリ、パックド兼用タイプ、内径 0.011 インチチップ

19244-80560

4ジェット、パックド用、模擬蒸留用に最適化、内径 0.018 インチチップ

19244-80620

5ジェット、パックド用標準、内径 0.018 インチチップ

18710-20119

6

ジェット、パックド/ワイドボア、内径 0.030 インチチップ(高ブリードアプリケーション用)

18789-80070

1

2

3

4

5

6

96

Agilent 部品および消耗品

ジェットクリーニング手順
Agilent FID クリーニングキット (p/n 9301-0985) を使用
1.

ジェットの上部からクリーニングワイヤーを通します。スムーズに動くまで、ワイヤーを数回、前後に動かします。ジェットを傷付けないように注意してください。(太すぎるワイヤー
やプローブをジェットの開口部に無理に入れないでください。開口部が変形する恐れがあります。開口部が変形すると、感度低下、ピーク形状の悪化、点火に問題が発生する可能性があります。)

2.

超音波洗浄槽を水系洗剤で満たし、ジェットを入れます。5 分間、超音波洗浄器にかけます。

3.

ジェットリーマーを用いて、ジェットの内部を洗浄します。

4.

FID クリーニングキット、9301-0985

再び 5 分間、超音波洗浄器にかけます。
注 : ここから先の作業では、部品を必ずピンセットで操作してください。

5.

超音波槽からジェットを取り出し、まず温水で、次に少量の GC グレードのメタノールで丁寧に濯ぎます。

6.

圧縮空気または窒素をジェットに吹き付けて乾燥させ、ペーパータオルの上にジェットを置
き、空気中で放置して乾燥させます。

www.agilent.com/chem/GC:jp97

Agilent 部品および消耗品

7890/6890/6850 水素炎イオン化検出器 (FID) 消耗品
番号 品名

入数

部品番号

1

FID コレクタアセンブリ

2

コレクタナット

19231-20940

3

ワッシャ、スプリング、波状、内径 19.0～19.81 mm、外径 24.5 mm

3050-1246

4

ハステロイイグナイタキャッスル (オプション)

19231-21060

イグナイタキャッスル

19231-20910

5

イグナイタグロープラグアセンブリ

19231-60680

6

コレクタインシュレータ

G1531-20700

7

ハステロイコレクタ本体

G1531-21090

G1531-60690

コレクタ本体G1531-20690

8

ナット、コレクタスパナ

19231-20980

9

コレクタハウジング

10

シリコンガスケット、外径 0.890 インチ/内径 0.709 インチ

11

FID イグナイタケーブル、7890A 専用

G1531-20740
12 個

5180-4165
G3431-60680

2
3
4
5
6

11
7

1
6
8

9
10
水素炎イオン化検出器 (FID) アセンブリ

98Agilent 部品および消耗品

FID ベースアセンブリ
番号 品名

入数

部品番号

1

ナット保温断熱材

2

ナット保温カップアセンブリ

3

ポリイミドフェラル、1/4 インチ

10 個

5080-8774

4

1/4 インチナット、真鍮製

10 個

5180-4105

5

FID/NPD 用アダプタ、1/8 インチパックドカラム用

19231-80520

6

FID/NPD 用アダプタ、キャピラリカラム用

19244-80610

7

FID/NPD 用アダプタ、1/4 インチパックドカラム用

19231-80530

8

1/8 インチステンレス製ナット/フェラルセット

20 個

5080-8751

1/8 インチ真鍮製ナット/フェラルセット

20 個

5080-8750

ポリイミド/グラファイトフェラル、1/8 インチ

10 個

0100-1332

1/8 インチナット、真鍮製

10 個

5180-4103

汎用カラムナット

2個

5181-8830

19234-60715
19234-60700

カラムフェラルの詳細については、37 ページ参照

3
4
1

5
7

6

2

2
1

8

パックド兼用 FID 部品

キャピラリ最適化 NPD 部品

FID ベースアセンブリ

www.agilent.com/chem/GC:jp99

Agilent 部品および消耗品

電子捕獲型検出器 (ECD)
アジレントのマイクロ ECD は市場で最も感度が高く、検出ゾーンの容積は他の一般的な ECD のわ
ずか 1/10 です。交換式のライナにより、カラム交換時のインストールが簡単かつ正確に行え、コンタミネーションも減少します。

ライナの選択
日常メンテナンスが必要なアセンブリは、µECD 用のメークアップガスアダプタのガラスライナです。すべてのサンプルが、µECD のガラスライナを通過します。感度が大きく低下した場合や、検出器からカラムを取り外したり、再取り付けする時は、混合ライナを交換する必要があります。

• ギガボアライナ (p/n 19233-20625) : オリジナル ECD デザイン (5890 および 6890) 用、茶色、ポリイミドコーティング• 混合ライナ (p/n G2397-20540) : µECD 用、透明、ガラス製、くぼみ付き

メークアップガスアダプタメンテナンス/取り付け手順
1.

9/16 インチのレンチを用いて、ECD からメークアップガスアダプタを取り外します。1/16 イ
ンチステンレスガス供給配管にストレスが掛からないように注意してください。

2.

メークアップガスアダプタのエンドキャップを外し、溶媒中で超音波洗浄します。

3.

古いライナを取り外します。

4.

Nalgene スクイーズボトルの中などで、溶媒でメークアップガスアダプタ本体を洗浄します。

5.

きれいなラボ用ワイプでメークアップガスアダプタを拭きます。

6.

交換用ライナを取り付けます。

7.

メークアップガスアダプタの先端を元どおりに取り付け、しっかりと締めます。

8.

メークアップガスアダプタを元どおりに取り付けます。検出器に完全に取り付けられたかを確認します。

9.

カラムを元どおりに取り付けます。

10. 断熱カップを元どおりに取り付けます。

ヒントとテクニック
Agilent セルフタイトカラムナットなら、締め直しが一切不要です。
アジレント独自のセルフタイト式ステンレス製 GC カラムナットにより、確実な接続が可能になります。高価なアップグレードやアダプタは不要です。このナットでは、以下のような利点が得られます。

• 信頼性の高い性能• 時間の短縮• 使いやすさ• すばやいメンテナンス
セルフタイトカラムナットを使用したカラムの取り付けについては、

www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

100

Agilent 部品および消耗品

サーマルクリーニング
ベースラインにノイズが多いか、出力値が異常に高い (> 1,000 Hz) 場合、問題の原因は GC システ
ムの漏れではなく、カラムブリードやサンプル残留物による汚染である可能性があります。汚染を除去するため、検出器のサーマルクリーニング (空焼き) を行う必要があります。メークアップ
ガスを 50～100 mL/min で流しながら、通常使用温度より 20～30 °C 高い温度 (最高 375 °C。ただし表示付認証機器では 350 °C を超えないこと) で検出器を空焼きします。

警告および注意
検出器の分解、サーマル以外のクリーニング作業は、放射性物質の取り扱いについての訓練を受け、資格を持つ作業員のみが行ってください。作業中に微量の放射性 63Ni が漏れ出ることがあり、β 線や X 線放射による被爆の危険性があります。

放射能漏れテスト
米国では電子捕獲型検出器は、少なくとも 6 ヶ月ごとに放射能漏洩に関してテストする必要があります。テストと結果の記録は、関連機関による査察の可能性があるため、保管しておく必要があります。必要に応じて、より頻繁にテストを実施してください。
使用する手順は「ワイプテスト」です。新しい検出器にはワイプテストキットが付属しています(米国内用)。テストの実施方法は、ワイプテストキットに付属の情報カードを参照してください。

ガス純度
ECD での検出を成功させるためには、キャリアガスとパージガスが高純度で (最低純度 99.9995 %)、乾燥していることが重要です。水分、酸素などの汚染物質は検出器のレスポンスを高める可能性がありますが、通常、感度と直線範囲が損なわれます。検出器への接続前に、カラムを必ず空焼きしてください。

ECD ワイプテスト (米国内用)
新しい ECD には、ワイプテストキット (P/N 18713-60050) が付属しています。このキットには、テ
スト実施方法が記載された情報カードが付属しています。テストと結果の記録は、関連機関による査察の可能性があるため、保管しておく必要があります。

www.agilent.com/chem/GC:jp101

Agilent 部品および消耗品

電子捕獲型検出器 (ECD) 部品
番号 品名

入数

部品番号

ポリイミドフェラル、1/4 インチ

10 個

5080-8774

1/4 インチナット、真鍮製

10 個

1
2
3

マイクロ ECD 用メークアップガスアダプタ、7890

G3433-63000

マイクロ ECD用 メークアップガスアダプタ、6890

G2397-80520

3a

ECDアダプタ用エンドキャップ

19233-20755*

4

フューズドシリカライナ、マイクロ ECD メークアップ
ガスアダプタ用G2397-20540*

5

ナット保温断熱材

19234-60715

6

ナット保温カップアセンブリ

19234-60700

7

カラムフェラルの詳細については、37 ページ参照

8

カラムナットの詳細については、40 ページ参照

9

GC エレクトロンキャプチャディテクタのイソオクタン

標準溶液

3 x 0.5 mL

アンプル

マイクロ ECD ワイプテストキット

5180-4105

18713-60040
18713-60050*項目 3a および 4 は項目 3 とともに提供されます。

1
5
2
3a

4

6

3
7

8
9

電子捕獲型検出器 (ECD) アセンブリ

ECD に関する警告
このエネルギーレベルの β 粒子の透過力は小さく、皮膚表層あるいは数枚の紙ではね返される程度ですが、同位体を摂取したり吸入したりすると危険な場合があります。このため、セルは注意して取り扱ってください。検出器を使用しない時は、入口と出口のフィッティングにエンドキャップする必要があります。腐食性の化合物を検出器に導入しないでください。
検出器からの排気はラボ環境の外に排出する必要があります。ECD の取り扱いは各国の法規制に従ってください。

102

Agilent 部品および消耗品

熱伝導度検出器 (TCD)
TCD は、2 種類のガス流、つまり純粋なキャリアガス (リファレンスガス) とキャリアガスとサンプ
ルの混合ガス (カラム溶出ガス) の熱伝導度を比較します。

フィラメントメンテナンス
TCD の主なメンテナンス箇所はフィラメントです。フィラメント寿命を長持ちさせ、フィラメントの損傷や汚染を防ぐことがメンテナンスの主な作業です。フィラメントの損傷と汚染を防ぐに
は次の項目について注意します。
• 漏れがないか確認します。
• ガスピュリファイアを使用し、酸素を除去します。
• 酸やハロゲン化合物などの化学的に活性なサンプル化合物を避けます。
• 使用しない時は、フィラメントの電源を切ります。

フィラメント寿命の延長
以下のスタートアッププロセスを用いると、フィラメントの寿命を延ばすことができます。
フィラメントをオンにする前に、キャリアガスとメークアップガスで、 10～15 分間、検出器をパージします。これにより、ガスフローがない時にセル内に進入していた酸素によるフィラメン
トの酸化を防ぐことができます。

www.agilent.com/chem/GC:jp103

Agilent 部品および消耗品

セルの汚染感度を向上させるために検出器温度を下げている場合には、セルの汚染が問題になります。セルが汚染された場合、検出器を溶媒洗浄して蓄積した物質を除去するようにしてください。

サーマルクリーニング
TCD は、カラムブリードや汚れたサンプルなどからの堆積物で汚染される可能性があります。
ベースラインの変動、ノイズレベルの上昇、チェックアウトクロマトグラムのレスポンスの変化などは、汚染を示すものです。サーマルクリーニング、つまり空焼き (検出器ブロックの加熱による汚染物質の蒸発) は、キャリアガスやフローシステム部品に汚染やリークがないことを確認してから実行してください。
酸素が混入したキャリアガス、配管のリーク、カラムブリードに起因する、フィラメントとサンプルの反応による感度低下に注意してください。酸やハロゲン化合物などの活性化合物を含むサンプルも、フィラメントを化学的に腐食する可能性があります。また、温度が低過ぎると、サンプルの濃縮が検出器を汚染することがあります。
汚染物質の中には高温での空焼きで除去できるものもあります。

104

Agilent 部品および消耗品

7890/6890/6850 熱伝導検出器 (TCD) 消耗品
品名

入数

部品番号

ポリイミド/グラファイトフェラル、1/8 インチ

10 個

0100-1332

1/8 インチナット、真鍮製

10 個

5180-4103

ポリイミド/グラファイトフェラル、1/8 インチ

10 個

0100-1332

1/8 インチナット、真鍮製

10 個

5180-4103

1/8 インチステンレスパックドカラム取り付け用部品

1/4 インチステンレスパックドカラム取り付け用部品

1/4 インチパックドカラムアダプタ

G1532-20710

ポリイミドフェラル、1/4 インチ

10 個

5080-8774

1/4 インチナット、真鍮製

10 個

5180-4105

1/8 インチステンレスパックドカラム

キャピラリカラム取り付け用部品 (標準)TCDキャピラリカラムアダプタ

G1532-80540

ポリイミド/グラファイトフェラル、1/8 インチ

10 個

0100-1332

1/8 インチナット、真鍮製

10 個

5180-4103

汎用カラムナット

2個

5181-8830

6850用カラムナット

2個

5183-4732

530 µm、内径 1.0 mm グラファイトフェラル

10 個

5080-8773

320 µm、内径 0.5 mm グラファイトフェラル

10 個
3 x 0.5 mL

5080-8853

3 x 0.5 mL

18710-60170

TCD サンプル
C14、C15、および C16 の直鎖アルカンを含有する
0.33 % ヘキサン溶液です (w/w)。
FID および TCD 用チェックアウトサンプル
このサンプルは、5880、5890、6890 の FID または TCD 用です。
C14、C15、および C16 の直鎖アルカンを含有する 0.033 % ヘキ

アンプル

アンプル

18711-60060

1/4 インチパックドカラムアダプタ、
G1532-20710

サン溶液です。

標準デザイン

www.agilent.com/chem/GC:jp

105

Agilent 部品および消耗品

準備するもの :TCD へのキャピラリカラムの取り付け• フロントフェラル

1.

必要な部品やツールを準備します。

• バックフェラル

2.

フェラルと 1/8 インチ真鍮製 Swagelok ナットをカラムに付けます。

• カラムナット

3.

カラムカッターなどを用いてカラムに刻みを付けます。きれいに切断するために、刻みは正確にする必要があります。

4.

カラムカッターの刻みの反対側を支えながら、カラム末端を折ります。ルーペで末端を調べ、バリがないかや縁がギザギザになっていないかを確認します。

5.

イソプロパノールで浸したティッシュペーパーを用いてカラムを拭き、指紋やホコリを取り
除きます。

6.

検出器の奥まで、カラムを挿入します。

7.

カラムナットとフェラルをカラムから検出器の方に上にスライドさせ、ナットを指締めします。

8.

カラムを 1 mm 引き出します。スパナでさらに 1/4 回転、またはカラムが動かなくなるまで、ナットを締めます。

• カラムカッタ• 7/16 インチレンチ• ラボ用ティッシュペーパー
• リントフリーの手袋警告および注意• オーブンや注入口は高温になります。火傷の可能性があります。
十分に注意してください。高温の場合は、耐熱手袋で手を保護してください。

• ガラスカラムやフューズドシリカ
キャピラリカラムを取り扱う際には、保護メガネを着用し、切断や取り付け中に飛散する可能性のある破片から目を保護します。カラムの取り扱いに注意し、損傷を防ぎます。

• きれいで糸くずの出ない (リントフリーの) 手袋を着用し、汚れや皮脂による部品の汚染を防ぎます。

TCD フェラル (高性能デザイン)
バックフェラル、
10 個

カラム内径 (mm)0.535182-3477

5182-9673

0.32

5182-3477

5182-9676

0.25/0.2/0.1

5182-3477

5182-9677

穴なし

5182-3477

5182-9679

1/8 インチナット、真鍮製

5180-4103

検出器フィッティング

フロントフェラル

バックフェラル

カラムナット、1/8 インチ、
真鍮製
カラム

106

フロントフェラル
10 個

Agilent 部品および消耗品

TCD エレクトロニックニューマティック
コントロール (EPC) の特定
6890A または 6890A プラス GC をご使用の場合、TCD 用の EPC フローマニホールドのデザインが古い場合があります。古いデザインの場合、GC 内部に TCD リファレンスフローガス供給を行うために、シートメタルパネルを取り外す必要があります。新しい「ミニホールド」デザインでは、
TCD リファレンスガスを GC の背面に直接接続できます。交換用 TCD フィラメントブロックアセン
ブリは、EPC デザインの種類に応じて部品番号が異なります。詳しくはカストマコンタクトセン
タまでお問い合わせください。
EPC モジュールのデザインの種類を決定したら、不動態化処理済みフィラメントブロックアセン
ブリの使用について検討します。脂肪酸分析や反応性/酸性サンプルには、不動態化処理済みアセ
ンブリをお勧めします。

TCD フィラメントブロックアセンブリ
機器

不動態化
処理

7890A

アプリケーション仕様

EPC デザイン

部品番号あり

標準 TCD 分析
ガス/炭化水素検出器アセンブリ一式
検出器パレットとヒーター/センサーアセンブリが
含まれます

オリジナル

G3432-60220

7890A

あり

標準 TCD 分析
ガス/炭化水素検出器アセンブリ一式
検出器パレットとヒーター/センサーアセンブリが含まれます
3 番目の検出器、サイドマウント (左側面取付)

オリジナル

G3432-60221

6890

なし

標準 TCD 分析
ガス/炭化水素

フィラメントブロックのみ
ヒーター/センサーを再利用する必要があります

オリジナル

G1532-60675

6890

なし

標準 TCD 分析
ガス/炭化水素

フィラメントブロックのみ
ヒーター/センサーを再利用する必要があります

ミニホールドG1532-60685

6890

あり

脂肪酸分析に推奨

フィラメントブロックのみ
ヒーター/センサーを再利用する必要があります

オリジナル

G1532-60690

6890/6850

あり

脂肪酸分析に推奨

フィラメントブロックのみ
ヒーター/センサーを再利用する必要があります

ミニホールドG1532-60695

6890/6850

なし

検出器アセンブリ一式
検出器パレットとヒーター/センサーアセンブリが含まれます

ミニホールドG2630-61230

www.agilent.com/chem/GC:jp107

Agilent 部品および消耗品

炎光光度検出器 (FPD)
2005 年に、硫黄に対して 3.6 pg/s、リンに対して 60 fg/s の最小検出下限 (MDL) を持つ改良型 FPD が発表され、硫黄に対する感度は 5 倍以上に向上しました。一体型の不活性処理済みトランスファライ
ンジェットアセンブリを採用し、光学系が改良されました。アップグレードキットも用意されています。

操作
FPD では 3 種類のガスを使用します。炎の維持に空気と水素を、キャピラリカラムのメークアッ
プガスには窒素を使用します。性能を最適化するには、流量が重要です。低い最小検出下限(MDL) を得るには、メークアップガスとして窒素を使用することが不可欠です。特に新型FPDには、メークアップガスとしてヘリウムを使用しないでください。

推奨ガス流量108

検出器ガス流量

リンモード

硫黄モード

空気

100 mL/min

60 mL/min

水素

75 mL/min

50 mL/min

窒素メークアップガス

60 mL/min

60 mL/minAgilent 部品および消耗品

メンテナンスFPD を最高の状態で使用するためには、ガス純度、カラムブリード、サンプル残留物、腐食による汚染、空気漏れなどについて常に配慮してください。

ガス純度

グロープラグ、0854-0141

硫黄による汚染は FPD の一般的な問題で、ノイズを増やしベースラインの上昇を引き起こします。
硫黄による汚染を最小限に抑え、MDL を低下させるためには、純度 99.9995 % 以上のガス、きれ
いなチューブ、金属製ダイアフラム付きレギュレータを使用してください。FPD の寿命を延ばすためには、ガスジェネレータや硫黄除去用のガスフィルタの使用を推奨します。

ガスクリーンフィルタの詳細については、164 ページをご覧ください。

汚染
FPD はイグナイタコイル、ジェット、燃焼チャンバ、チャンバウィンドウなどの表面に残留物が蓄積しやすく、残留物によりベースラインが上昇し、S/N 比が下がります。通常、サンプルやカラムブリードが残留物の原因です。定期的な検出器の組み立て直しやトランスファラインの交換が必要です。ブラシや溶媒を用いてトランスファライン、ジェットなどの部品を洗浄しないでください。
点検間隔を広げるには、カラムを取り外し、検出器のキャップを取り、点火して 250 °Cで運転し、空焼きします。イグナイタを交換すると、ベースライン出力が下がることがあります。問題が解消されない場合は、検出器を組み立て直してください。
ご使用の溶媒やサンプルに腐食性がある場合、アルミニウム製ベントチューブが腐食される可能性があります。これらのアプリケーションでは、ステンレス製ベントチューブの使用を推奨します。

空気漏れ
オリジナルの FPD デザインは、新型より内部シールが 3 ヶ所多くなっています。検出器の温度サ
イクルは、フェラルを収縮させ、リーク発生源となります。一般的に、リークはフューズドシリ
カトランスファライン周辺で生じます。これらのリークを排除するには、GC から検出器を取り外し、トランスファラインフィッティングを締めます。
オリジナルおよび新型 FPD の両方で、カラムナットやキャピラリカラムアダプタ、EPC モジュールのギャングフィッティング、ベントチューブ周辺、イグナイタグロープラグ周辺でリークが発生する可能性があります。フィッティングや O-リングを交換する場合、空焼き済みのグラファイ
ト/ポリイミドフェラルとアジレントの低硫黄 O-リングを必ず使用してください。カラムに対してフェラルサイズが正しいかを確認します。

www.agilent.com/chem/GC:jp

109

Agilent 部品および消耗品

点火の問題
画面上で検出器の「出力」と「炎」を確認することで、ご使用の FPD が点灯しているかを確認できます。検出器は、出力とオフセットを比較することで炎が点火していることを感知します。最適化された FPD は、オフセット設定値 2.0 で 30～80 の範囲の出力です。エレクトロメータの電源が入っている場合、炎が消えると出力は 1 未満を示します。

FPD の問題のほとんどは、ガス流量の誤り、不適当なカラムの取り付け、イグナイタの汚れや故障により生じます。トラブルシューティング方法は次の通りです。

1.

点火する前に FPD が稼働温度であることを確認してください。

2.

FPD の点火中に、ゴム製ドリップチューブを取り外します。

3.

供給圧力を 10～20 psi まで上げます。

4.

検出器ガス流量を確認し、推奨ガス流量表と一致するかを確認します。

5.

炎を点火する際に、検出器出力を確認します。光電子増倍管はイグナイタの白熱を捉え、約 68,000 pA に上昇します。

6.

カラムを取り外し、先端に残留物やポリイミドコーティングの焦げがないかを確認します。
損傷がある場合、損傷した部分を切断し、適切な位置に取り付け直します。

7.

イグナイタグロープラグを取り外します。汚れているか損傷している場合は交換します。

リーク、消火、結露などが問題の原因となる場合もあります。

• 注入口や検出器での空気漏れが大きいと、検出器での水素 - 空気の混合比率が下がり、点火に問題が生じます。

• 特定サンプルを大量に注入すると、消火や炎の不安定を引き起こし、再点火の必要が生じます。
分析が中断することになります。

• 結露はサンプル燃焼にともなって発生します。通常の分析では、液体はベントチューブから収集されます。液体が検出器に戻ると、炎が消える可能性があります。検出器が設定温度に到達し、平衡化するまで待ってから、炎を点火するようにしてください。

• ベントチューブでの小さなリークにより、ベースライン上昇が見られる場合があります。ベントチューブフェラルが発光ブロックをしっかりと密閉しているかを確認します。検出器の上の蓋は閉じたままにしてください。

ヒントとテクニック
FPD のメークアップガスとして、ヘリウムは適していません。ヘリウムを用いた硫黄モードでは、検出器の点火や炎の維持ができなくなります。(特に新型 FPD の場合)

110

Agilent 部品および消耗品

FPD へのキャピラリカラムアダプタの取り付け
1.

必要な部品やツールを準備します。

2.

GC メンテナンス用メソッドを読み込み、レディになるまで待機します。

3.

図のように 1/8 インチナットの中にキャピラリアダプタを挿入した後、検出器フィッティン
グにナットをねじ込みます。

4.

ナットを指締めし、レンチでさらに 1/8 回転締めます。

準備するもの :• FPD キャピラリカラムアダプタ• カラムカッタ• 1/4 インチおよび
9/16 インチレンチ• 定規• 1/8 インチナット• リントフリーの手袋

FPD フィッティング

キャピラリアダプタ

1/8 インチナット

警告および注意• オーブンや注入口は高温になります。火傷の可能性があります。十分に注意してください。高温の場合は、耐熱手袋で手を保護してください。

• ガラスカラムやフューズドシリカキャピラリカラムを取り扱う際には、保護メガネを着用し、切断や取り付け中に飛散する可能性のある破片から目を保護します。カラムの取り扱いに注意し、損傷を防ぎます。

• きれいで糸くずの出ない (リントフリーの) 手袋を着用し、汚れや皮脂による部品の汚染を防ぎます。

www.agilent.com/chem/GC:jp111

Agilent 部品および消耗品

準備するもの :FPD へのキャピラリカラムの取り付け
1.

• カラム測定ツール、p/n 1925680640• カラムカッター• 1/4 インチおよび 7/16 インチのレンチ

• カラムナット• フェラル• キャピラリカラム• リントフリーの手袋

必要な部品やツールを準備します。

2.

GC メンテナンス用メソッドを読み込み、レディになるまで待機します。

3.

カラム末端にセプタム、カラムナット、フェラルを取り付けます。

4.

末端がツールから突き出すように、カラム測定ツールの中にカラムの末端を挿入します。

5.

カラムが固定されるまで、カラムナットを締めます。2 本のスパナでさらに 1/8～1/4 回転、ナットを締めます。カラムナットのベースにセプタムをぴったり合わせます。

6.

45 ° でウェハ型カラムカッタを使用し、カラムに刻みを入れます。

7.

カラム末端を折ります。カラムはツール末端から約 1 mm 突き出します。ルーペで末端を調べ、バリがないかや縁がギザギザになっていないかを確認します。

8.

ツールからカラム、ナット、固定済みフェラルを取り外します。

9.

イソプロパノールで浸したティッシュペーパーを用いてカラムを拭き、指紋やホコリを取り除きます。

10. 検出器フィッティングにキャピラリアダプタが取り付けられていることを確認します。
11. 固定済みカラムをアダプタに慎重にねじ込みます。カラムナットを指締めし、スパナを用いてさらに 1/8 回転締めます。
キャピラリカラムを使用している場合、カラムの先端をジェット表面の 1 mm 以上低くする必要があります。カラムを取り付ける際に、フェラルのシーリング表面からカラム先端までの距離を測定します。この測定値は、オリジナルの FPD で 153 mm、新型 FPD で 145 mm です。新型 FPD には、カラム測定ツール (p/n 19256-80640) の使用をお勧めします。

ここに刻みを入れます
カラム測定ツールフェラル

カラムナット112

145 mmAgilent Parts and Supplies

7890/6890/6850 FPD イグナイタおよび熱シールドアセンブリ
番号 品名

入数

部品番号

FPD 排気チューブアセンブリ、アルミニウム

19256-60700

FPD 排気チューブアセンブリ、ステンレス

19256-20705

2

FPD イグナイタ交換用キット

19256-60800

3

グロープラグ用コレット

19256-20690

4

イグナイタケーブルアセンブリ

G1535-60600

5

ネジ、M3 x 66 mm、T10

0515-0680

6

キャピラリアダプタシート、FPD

19256-21140

7

キャピラリアダプタナット

19256-21150

8

硫黄フィルタ

1000-1437

リンフィルタ

19256-80010

フィルタスペーサ、炎光光度検出器用硫黄フィルタのみに使用

19256-20910

19(p/n 1000-1437)
10スプリング、圧縮、炎光光度検出器用

11

ポリイミド/グラファイトフェラル、1/8 インチ

12

ナット、1/8 インチ、ステンレス

0100-0057

1460-1160
10 個

0100-1332

13

1/4 インチパックドカラムアダプタ

G1532-20710

14

カラムツールブレイズメント

19256-80640

15

FPD チェックアウトサンプル

5188-5953

FPD サンプル

5188-5245

シングル FPD 用メンテナンスキット

G2647-60501

デュアル FPD 用メンテナンスキット

G2648-60501

1

8
9
10

2
3
4

14
5
6

11
12

7

13

15

FPD イグナイタおよび熱シールドアセンブリ

www.agilent.com/chem/GC:jp113

Agilent 部品および消耗品

FPD レンズアセンブリ
番号品名

部品番号

1

クランプ

19256-00090

2

ネジ、M3 x 25 mm (4 本必要)

0515-0683

3ウィンドウ O-リング、内側、内径 0.926 インチ、オレンジ

5061-5886

4

コンベックス (凸面) レンズ

1000-1438

5

レンズハウジング

19256-20900

6

フランジリング

19256-00200

7フルオロカーボンエラストマー O-リング、茶色、内径 1.239 インチ

5061-5890

ヒントとテクニック
検出器出力をチェックします。50 % 増加している場合は、カラムを取り外し、空焼きし、イグナイタを交換する
か、検出器を組み立て直します。
3
4
5

6
1
7
2

FPD レンズアセンブリ

FPD 光電管およびブラケットアセンブリ部品
品名

部品番号

チムニバックカバー

G1535-80520

ヒーター/センサーアセンブリ

G1535-60610

トランスファラインサポートブラケット

19256-00320

ブラケット/サポート

G1535-00010

硫黄フィルタ、7890 および 6890後期モデル用*

1000-1437

硫黄フィルタ、青色、6890初期モデル用*

19256-80000

リンフィルタ

19256-80010

フィルタスペーサ、炎光光度検出器用硫黄フィルタのみに使用 (p/n 1000-1437 専用)

19256-20910

PMT ハウジングアセンブリ

19256-60510

チムニ、前側、デュアル FPD 用

G1535-00030*ご使用の 6890 FPD 検出器用の硫黄フィルタの選択にお困りでしたら、アジレントカストマコンタクトセンタにお問い合わせください。

114

Agilent 部品および消耗品

7890B 用 FPD+ 消耗品
品名

部品番号

シングル FPD+ 熱シールド

G3435-81330

デュアル FPD+ 熱シールド

G3435-81360

FPD 用イグナイタ、クリーニング済み

19256-60750

グロープラグ用コレット

19256-20690

ネジ、M3 x 66 mm、T10

0515-0680

イグナイタケーブルアセンブリ

G1535-60600

硫黄フィルタ

1000-1437

リンフィルタ

19256-80010

フィルタスペーサ、炎光光度検出器用硫黄フィルタのみに使用 (p/n 1000-1437) 専用

19256-20910

スプリング、圧縮、炎光光度検出器用

1460-1160

パックドキャピラリアダプタアセンブリ

G3435-60350

ポリイミドフェラル

5062-3538

カラム測定ツール

19256-80640

FPD チェックアウトサンプル

5188-5953

FPD サンプル

5188-5245

www.agilent.com/chem/GC:jp

FPD+

115

Agilent 部品および消耗品

窒素リン検出器 (NPD)

NPD ビード
7890/6890 GC 用 NPD は、窒素化合物およびリン化合物に対して選択性があるセラミックビードを特徴としています。アジレントは 3 種類のビードを提供しています。
• Blos ビード• 白色セラミック製ビード• 黒色セラミック製ビード
白色セラミック製ビードと比較して、Blos ビードには次の利点があります。

• 優れたビード寿命初期• スタートアップ時だけでなく、ビードの寿命を通して安定した操作を実現します• リン含有化合物に対して優れた感度と選択性• 窒素含有化合物に対して同様の感度と選択性• 水分に対して優れた耐性
白色セラミック製ビードは、リン化合物に対してテーリングを示すことがあります。黒色セラ
ミックビードはピークテーリングを示さず、通常、白色ビードよりも長寿命ですが、感度は低くなります。
すべての Agilent NPD ビードは空焼き済みで、取り付け用の位置調整が不要です。性能を証明した
クロマトグラムが添付されています。

NPD ビード

Blos NPD ビードアセンブリ、G3434-60806

116

品名

部品番号

Blos NPD ビードアセンブリ

G3434-60806

NPD 白色ビードアセンブリ

G1534-60570

NPDセラミックビードアセンブリ、黒色、オプション

5183-2007

Agilent 部品および消耗品

ガスフロー
水素、空気、メークアップガスの流量は頻繁に測定する必要があります。これらは時間とともに変動し、知らないうちに変わってしまう場合があります。各ガス流量を個別に測定して正確な値を得なければなりません。NPD は、ガス流量の変動に非常に敏感で、性能を維持するためには一定のガス流量が必要です。

NPD フローの測定
1.

ビード電圧を 0.0 V に設定します。

2.

NPD を 100 °Cに冷却します。

3.

ビードを取り外し、再び使用するまで適切に保管します。

4.

NPD コレクタに NPD 流量計アダプタツールを挿入します。

5.

NPD 流量計アダプタツールに流量測定インサートを取り付けます。

6.

流量測定インサートの上に流量計チューブを付け、流量の測定を開始します。

ガス純度
NPD は非常に敏感な検出器であるため、極めて高純度のガス (99.999 % 以上) が必要となります。
水分トラップと炭化水素トラップを、キャリアガスとすべての検出器ガス、つまり検出器の水素、空気、メークアップガスに使用することを強く推奨します。汚れたガスはクロマトグラフの性能を低下させるだけでなく、ビードの寿命も縮めることになります。

ヒントとテクニック
Agilent J&W GC カラムは、最小のブリードレベルと、酸性/塩基性官能基化合物や、これらの官能基が混在した化合物向けの最高の不活性度、最も厳密なカラム間再現性を提供します。詳細については、

www.agilent.com/chem/jp を参照してください。

www.agilent.com/chem/GC:jp117

Agilent 部品および消耗品

クリーニングと交換
NPD には定期的なクリーニングが必要です。大抵の場合、コレクタとジェットだけで充分です。
アジレントでは、検出器部品のクリーニングを簡単にするブラシとワイヤーを提供しています。
金属表面に付着している微粒子を除去するにはブラシを使用します。細いワイヤーは、ジェット
開口部の微粒子の除去に使用します。ジェットの開口部に太すぎるワイヤーやプローブを無理に押し込まないでください。開口部が変形する恐れがあります。開口部が変形すると、感度が低下
したり、ピーク形状が悪くなる可能性があります。多くのパーツはブラシでのクリーニング後、超音波洗浄できます。ジェットは交換の必要がある場合があります。予備のジェットを手元に準備しておくことを強く推奨します。
時間とともに、ビードやサンプルからの残留物がコレクタに蓄積し、ベースラインの問題を引き起こす可能性があります。このような場合は、コレクタを洗浄する必要があります。
金属製 C-リングは、組み立てや分解するたびに少しずつ摩耗します。数回 (5 回以上) の組み立てと分解を行うと、リングの気密性が不十分になり、ベースラインが乱れることがあります。セラ
ミックインシュレータとシールの便利なキットがありますのでご利用ください (p/n 5182-9722)。
シールやインシュレータを交換する際には、検出器を室温近くまで必ず冷却してください。

NPD では炎を使わないので、 FID のようにジェットにシリカやすすがたまることはありません。
ジェットを清掃することも可能ですが、通常は汚れたジェットを新しいジェットに交換するほうが現実的です。ジェットを清掃する場合は、クリーニングワイヤーを使用し、ジェット内側を傷付けないように注意してください。ジェットの清掃には超音波洗浄器も使用できます。

汚染物質
NPD の使用時には、化学的な問題が生じる可能性があります。NPD は微量検出器であるため、分析システムを汚染しないように注意してください。

ガラス器具
ガラス器具は徹底的に洗浄する必要があります。リン酸系洗剤の使用は避けてください。ガラス
器具は酸で洗浄してから、蒸留水と溶媒で濯ぐことを推奨します。

溶媒
溶媒の純度を確認してください。塩素系溶剤やシラン化剤がビードの使用寿命を縮める可能性があります。可能であれば、注入前に余分な試薬を除去してください。

その他の汚染源
リン酸塩を含有するリークディテクタ、リン酸処理カラム、ガラスウール、ポリイミドコートカ
ラム、窒素を含む液相などにより、システムのノイズが増える可能性があるため、これらの使用は避けてください。

118

Agilent 部品および消耗品

NPD ジェットの選択
NPD メンテナンス用部品を注文する前に、ご使用の GC にどの種類の NPD が取り付けられているかを確認します。NPD には以下の 2 つのバージョンがあります。
• キャピラリカラム専用 : キャピラリカラム専用• パックド兼用 : パックドまたはキャピラリカラム用

ヒント : パックド兼用ジェットは、キャピラリ専用ジェットより長くなります。

NPD ジェット
品名

ジェットチップ内径

長さ (mm)

部品番号

キャピラリ専用タイプ用ジェット (ショートジェット)

拡張ジェット付きキャピラリ (推奨)0.29 mm (0.011 インチ)

51.5

G1534-80580

キャピラリ専用

0.29 mm (0.011 インチ)

42.8

G1531-80560

キャピラリ

0.47 mm (0.018 インチ)

42.8

G1531-80620

パックド兼用タイプ用ジェット (ロングジェット)

拡張ジェット付きキャピラリ (推奨)0.29 mm (0.011 インチ)

70.5

G1534-80590

キャピラリ用0.29 mm (0.011 インチ)

61.5

19244-80560

キャピラリ

0.47 mm (0.018 インチ)

61.5

19244-80620

パックド用

0.46 mm (0.018 インチ)

63.5

18710-20119

パックド兼用フィッティング

拡張ジェット付きキャピラリ、
キャピラリ最適化フィッティング用、

G1534-80580

拡張ジェット付きキャピラリ、
パックド兼用フィッティング用、

G1534-80590

キャピラリ専用フィッティング

検出器
フィッティング

アダプタ

www.agilent.com/chem/GC:jp

119

Agilent 部品および消耗品

7890/6890 窒素リン検出器 (NPD) 消耗品 (上部)
番号 品名

部品番号

1

ネジ、T-10、M3 x 8 mm

0515-2726

2

NPD 白色ビードアセンブリ

G1534-60570

Blos NPD ビードアセンブリ

G3434-60806

NPDセラミックビードアセンブリ、黒色、オプション

5183-2007

3

NPD リッドウェルドメント

G1534-80510

4

NPDセラミックインシュレータキット
内容 : メタル C リング x 2 (上部および下部)、アルミナインシュレータ x 2 (上部および下部)5182-9722

5

NPD コレクタファネル

G1534-20530

6

NPD リッドスタンドオフ

G1534-20590

7

ネジ、M4 x 0.7、10 mm

0515-2495

8J-クランプ

1400-00159

窒素リン検出器用サンプル

18789-60060

FID ジェット用 1/4 インチナットドライバ、ジェット用

8710-1561

NPD フローアダプタ

G1534-60640

1
2

6
7

3

8

4

5

9

窒素リン検出器 (NPD) アセンブリ (上部)120

Agilent 部品および消耗品

7890/6890 窒素リン検出器 (NPD) 消耗品 (底部)
番号 品名

1

入数

ナット保温キャップ、断熱材入

部品番号19234-60720

2

ポリイミドフェラル、1/4 インチ

10 個

5080-8774

3

1/4 インチナット、真鍮製

10 個

5180-4105

4

FID/NPD 用アダプタ、1/8 インチパックドカラム用

19231-80520

5FID/NPD 用アダプタ、キャピラリカラム用

19244-80610

6

FID/NPD 用アダプタ、1/4 インチパックドカラム用

19231-80530

1/4 インチパックドカラムアダプタ

G1532-20710

7

1/4 インチステンレス製ナット/フェラルセット

20 個

5080-8753

1/4 インチ真鍮製ナット/フェラルセット

20 個

5080-8752

1/4 インチナット、真鍮製

10 個

5180-4105

ポリイミドフェラル、1/4 インチ

10 個

5080-8774

汎用カラムナット

2個

5181-8830

カラムフェラルの詳細については、37 ページ参照

2
3
1

4

6

5

1
1

7

キャピラリ最適化 NPD 部品

使用可能な NPD 部品

窒素リン検出器 (NPD) アセンブリ (底部)

www.agilent.com/chem/GC:jp

121

Agilent 部品および消耗品

化学発光窒素検出器と化学発光硫黄検出器
Agilent 355 化学発光硫黄検出器 (SCD) は、硫黄含有化合物に対し、非常に高い感度と選択性を持つ検出器です。
Agilent 255 化学発光窒素検出器 (NCD) は、NO とオゾンの化学発光反応により、窒素化合物に対して優れた直線性と構造に依存しないレスポンスを提供する検出器です。ほとんど干渉なく、複雑なサンプルマトリクスを分析できます。

化学発光窒素検出器 (NCD) の消耗品
化学発光窒素検出器 (NCD)

NCD DP バーナー用石英チューブキット、
G6600-60038

交換用オイルフィルタ、G6600-80042

オイルミストフィルタ用交換用オイルフィルタ、

G6600-80044

交換用脱臭エレメント、G6600-80045

122

品名

部品番号

NCD DP バーナー用石英チューブキット
内容 : フェラル、フィッティング、石英チューブ

G6600-60038

メンテナンスキット、DP RV5 オイルポンプ用
内容 : オゾントラップ x 4、オイルフィルタエレメント x 4、合成オイル (1 個) x 4

G6600-67007

メンテナンスキット、ドライピストンポンプ用
内容 : オゾントラップ 4 個、ポンプ修理キット 2 個

G6600-67008

交換用オイルフィルタ

G6600-80042

RV5 ポンプ用オイルミストフィルタ

G6600-80043

オイルミストフィルタ用交換用オイルフィルタ

G6600-80044

交換用脱臭エレメント

G6600-80045

O-リング、内径 1.3614 インチ

G6600-80050

O-リング、内径 1.301 インチ

G6600-80051

デュアルプラズマ石英チューブ

G6600-80063

Mobil 1 合成オイル

G6600-85001

オイル、RV3/RV5 ポンプ用 Edwards ウルトラグレード

G6600-85002

交換用カラムナットとフェラルキット

G6600-80018

カラムナット、1/32 インチ

G6600-80072

フェラル、カラム、1/32 インチ x 0.5 mm フューズドシリカ、Valco0100-2138

フェラル、カラム、1/32 インチ x 9 mm、ポリイミド/グラファイト

0100-2430

Agilent 部品および消耗品

化学発光硫黄検出器 (SCD) 部品
品名

部品番号

メンテナンスキット、DP RV5 オイルポンプ用
内容 : オゾントラップ x 4、オイルフィルタエレメント x 4、合成オイル (1 個) x 4

G6600-67007

メンテナンスキット、ドライピストンポンプ用
内容 : オゾントラップ 4 個、ポンプ修理キット 2 個

G6600-67008

SCD DP バーナー用セラミックチューブキット
内容 : フェラル、上部セラミックチューブ × 3、下部セラミックチューブ × 1

G6600-60037

Mobil 1 合成オイル

G6600-85001

RV5 ポンプ用オイルミストフィルタ

G6600-80043

オイル、RV3/RV5 ポンプ用 Edwards ウルトラグレード

G6600-85002

O-リング、内径 1.301 インチ

G6600-80051

オゾントラップ

G6600-85000

オイルミストフィルタ用交換用オイルフィルタ

G6600-80044

化学発光硫黄検出器用テストサンプル

G2933-85001

硫黄トラップ
キャリアガス、H2 と空気ガスには、各ガスボンベに 1 つ (合計 3 個) 必要です

G2933-85003

交換用カラムナットとフェラルキット

G6600-80018

カラムナット、1/32 インチ

G6600-80072

フェラル、カラム、1/32 インチ x 0.5 mm フューズドシリカ、Valco0100-2138

フェラル、カラム、1/32 インチ x 9 mm、ポリイミド/グラファイト

0100-2430

化学発光硫黄検出器 (SCD)

メンテナンスキット、G6600-67008

SCD DP バーナー用セラミックチューブキット、
G6600-60037

その他の装置部品および消耗品
品名

部品番号

6890/7890 用オーブン排気デフレクタ

G1530-80650

6850用オーブン排気筒

G2630-60710

6890/7890 用 GC オーブンインサート

G2646-60500

www.agilent.com/chem/GC:jp

オイルミストフィルタ、G6600-80043

123

Agilent 部品および消耗品

GC 標準試料 (日本未発売)
GC 定性標準試料 (日本未発売)
品名

部品番号

定性模擬蒸留サンプル

沸点キャリブレーションサンプル No.1

5080-8716

低沸点キャリブレーションサンプル、No. 220

5080-8768

沸点キャリブレーションサンプルNo.320

5080-8769

PolyWax 500、1 g、ニート (非希釈)5188-5316

PolyWax 655、1 g、ニート (非希釈)5188-5317

石油化学定性分析用標準試料

アルコールを含むガソリン試料

18900-60640

天然ガスサンプル

5080-8756

変圧器ガスサンプル

5080-8759

精油所ガスサンプル

5080-8755

リファレンスガスオイル、No. 1、バッチ 2

5060-9086

その他の定性用標準試料

124

ニッケル触媒テストサンプル

19354-60510

交換用ニッケル触媒

5080-8761

MIDI システム校正標準

19298-60500

Agilent 部品および消耗品

7820A GC システム
信頼性と価値
Agilent 7820A GC は、規制要件への準拠が求められるメソッドなど、標準の GC メソッドを使用してルーチン分析を主に行っているラボに最適な、低コスト、高品質のソリューションです。7820A
GC は、稼働時間を最大化し、メンテナンス頻度を抑え、操作も簡単で、高いコスト効率を実現できるように設計されています。このシステムではアジレントの定評あるエレクトロニックニュー
マティクスコントロールとデジタルエレクトロニクスを使用しているため、卓越した性能と信頼性の高い結果を得ることができます。
• 直感的なユーザーインタフェースとたった 5 のボタンでルーチン操作できる 7820A GC は、経験の少ないユーザーや使用頻度の低いユーザーでも容易に使用できるシステムです。ゲージや手動のガスノブがないため、操作エラーを最小限に抑えられます。また、便利で実用的な設計と内蔵の自己診断機能により、メンテナンスも容易です。

• シンプルなフロントパネルキーとディスプレイがシーケンス情報、機器条件、分析状況を提供
し、操作のエラーを最小限に抑えます。補完的なソフトウェアキーボードとディスプレイにより、インテグレータや他社システムとの接続時の制御も可能です。

• メガボアおよびすべてのキャピラリカラム用のスプリット/スプリットレス注入口、ワイドボア

7820A GC システム

キャピラリおよびパックドカラム用のパックド注入口など、さまざまな注入口が用意されています。

• 水素炎イオン化検出器から熱伝導度検出器、窒素リン検出器、さらに炎光光度検出器まで、さまざまな検出器に対応します。

• Agilent 7650A または 7693A オートインジェクタにより、手動注入の誤差を排除し、ラボのスルー
プットを高めることができます。2 mL サンプルに対応できるこのオプションアクセサリを使え
ば、サンプルハンドリングで比類のない柔軟性が得られ、注入から最終レポート作成まで、完
全な自動分析が実現します。

www.agilent.com/chem/GC:jp

125

Agilent 部品および消耗品

1

4

2

5

3

7820A カラムオーブン部品
番号

品名

1

カラムハンガー、7890、7820、6890、5890、5880A用

1460-19142

HP-88、30 m、0.25 mm、0.20 µm、7 インチケージ

112-8837

DB-5ms、20 m、0.18 mm、0.18 µm、7 インチケージ

121-5522

DB-1ms、30 m、0.25 mm、0.25 µm、7 インチケージ

122-0132

DB-1701、30 m、0.25 mm、0.25 µm、7 インチケージ

122-0732

オーブンシュラウド、120 V、米国

G1530-61610

オーブンシュラウド、220 V/10 A、中国

G1530-61230

3

126

入数

部品番号

オーブンシュラウド、240 V、オーストラリア

G1530-61640

4

7 インチバスケット用カラムハンガクリップキット

G1530-61580

5

セラミックウエハカラムカッタ

4個

5181-8836

ルーペ、20 倍

430-1020

MS インタフェースカラム取り付けツール

G1099-20030

カラムフェラル取付ツール

19251-80680

Agilent 部品および消耗品

6
1
7

2

8

3

5

4

7820A 背面図
番号 品名

1

2

信号ケーブル、汎用アナログ出力ケー
ブルアセンブリ、スペードラグ/6 ピン
信号ケーブル、3395/96/97、36900C/D/E 用

入数

部品番号

番号 品名

G1530-60560

635900-60670

リモートケーブル、3396C/3397A 用

03396-61010

リモートケーブル、35900C/D/E 用

G1530-60930

リモートコントロール APG H ケーブル

35900-60800

3LAN ケーブル、コネクタ付き、
80～1000 V、電気通信、ストレート

8121-0940

4

ALS メインケーブルアセンブリ

G4514-60610

5

電源コード、韓国、C19、16 A

8121-1222

電源コード、インド/南アフリカ、C19、15 A

8121-0710

電源コード、GB/HK/SG/MY、C19、13 A

8120-8620

電源コード、ヨーロッパ、16 A

8120-8621

電源コード、日本、C15、15 A、100 V 用

8120-5342

電源コード、米国、120 V、C19、20 A

8120-6894

電源コード、日本、C19、20 A、200 V 用

8120-6903

電源コード、オーストラリア、16 A

8120-8619

部品番号5183-4645*

レギュレータ、2 ステージ、真鍮製、ステンレスダイアフラム、最大 125
psi、CGA350、水素、アルゴン/メタ
ン、1/8 インチフィッティング付き、
1/4 インチチューブ用には 1/4 インチアダプタを購入

5183-4642*

レギュレータ、2 ステージ、真鍮製、ステンレスダイアフラム、最大 125
psi、CGA346、空気、1/8 インチ
フィッティング付き、1/4 インチ
チューブ用には 1/4 インチアダプタ
を購入

5183-4641*

レギュレータ、2 ステージ、真鍮製、ステンレスダイアフラム、最大 125
psi、CGA580、ヘリウム、アルゴン、
窒素、1/8 インチフィッティング、
1/4 インチチューブ用には 1/4 インチアダプタを購入

5183-4644*

77820/6890/7890 用オーブン排気デフ

G1530-80650

8

1/8 インチ真鍮製ナット/フェラル

20 個

G1530-60570

リモートスタートケーブル、汎用、
スペードラグ

入数

レギュレータ、2 ステージ、真鍮製、ステンレスダイアフラム、最大 125
psi、CGA590、産業空気、1/8 インチ
フィッティング付き、1/4 インチ
チューブ用には 1/4 インチアダプタを購入(米国のみ販売)(米国のみ販売)(米国のみ販売)(米国のみ販売)

レクタ

電源コード、中国、C19、15 A、Fast

8121-0070

電源コード、イスラエル、C19、16 A

8121-0161

電源コード、アルゼンチン、C19、20 A

8121-0675

銅製チューブ、1/8インチ

電源コード、タイ、220 V、15 A、
1.8 M、C19

8121-1301

銅製チューブ、1/8インチ

12 フィート 5021-7107
50 フィート 5180-4196

電源コード、スイス/DK、C19、16 A

1/8 インチクロス、真鍮製

0100-0161

8120-8622

電源コード、中国、C13、20 A

8121-0723

電源コード、ブラジル、C19、最大 250 V

8121-1787

電源コード、台湾/南米、C19、20 A

8120-6360

セット

www.agilent.com/chem/GC:jp

5080-8750

127

Agilent 部品および消耗品

1

2

3

4

7820A FID 部品、上部

128

番号

品名

1

チムニインサート、PTFE

入数

部品番号

2

ネジ、M4 x 25 mm、Torx T-20

3

シリコンガスケット、外径 0.890 インチ/内径 0.709 インチ

12 個

5180-4165

4

クリーニングワイヤ、内径 0.016 インチジェット用

5個

5180-4150

クリーニングワイヤ、内径 0.010 インチ/530 µm ジェット用

5個

19231-21050
0515-2712

5180-4152

GC 水素炎イオン化検出器 MDL 標準試料 Agilent 7890 GC

5188-5372

FID流量測定用インサート

19301-60660

Agilent 部品および消耗品

1
2
3
4

6

7
5

8

7820A FID 部品、底部
番号

品名

入数

部品番号

1

1/4 インチナット、真鍮製

10 個

5180-4105

2ポリイミドフェラル、1/4 インチ

10 個

5080-8774

3

FID/NPD 用アダプタ、1/8 インチパックドカラム用

19231-80520

4FID/NPD 用アダプタ、キャピラリカラム用

19244-80610

5ナット保温断熱材

19234-60715

6

FID/NPD 用アダプタ、1/4 インチパックドカラム用

19231-80530

7ナット保温カップアセンブリ

19234-60700

8

1/8 インチステンレス製ナット/フェラルセット

20 個

5080-8751

1/8 インチ真鍮製ナット/フェラルセット

20 個

5080-8750

ポリイミド/グラファイトフェラル、1/8 インチ

10 個

0100-1332

1/8 インチナット、真鍮製

10 個

5180-4103

汎用カラムナット

2個

5181-8830

カラムフェラルの詳細については、37 ページ参照

www.agilent.com/chem/GC:jp

129

Agilent 部品および消耗品

1

2

3

4

7820A FID ジェット

130

番号

品名

部品番号

1

ジェット、キャピラリ、パックド兼用タイプ、内径 0.011 インチチップ

19244-80560

2ジェット、パックド用、高温、内径 0.018 インチチップ

19244-80620

3ジェット、パックド用、標準、内径 0.018 インチチップ

18710-20119

4

ジェット、パックドワイドボア、内径 0.030 インチチップ(高ブリードアプリケーション用)

18789-80070

Agilent 部品および消耗品

1

8
9
10

2
3
4

14
5
6

11
12

7

13

15

7820A FPD 部品
番号

品名

入数

部品番号

FPD 排気チューブアセンブリ

19256-60700

FPD ベントチューブアセンブリ

19256-20705

2

FPD イグナイタ交換用キット

19256-60800

3

グロープラグ用コレット

19256-20690

4

イグナイタケーブルアセンブリ

G1535-60600

5

ネジ、M3 x 66 mm、T10

0515-0680

6

キャピラリアダプタシート、FPD

19256-21140

7

キャピラリアダプタナット

19256-21150

8

硫黄フィルタ

1000-1437

1

リンフィルタ

19256-80010

9フィルタスペーサ、炎光光度検出器用硫黄フィルタのみに使用(p/n 1000-1437 専用)

19256-20910

10スプリング、圧縮、炎光光度検出器用

1460-1160

11ポリイミド/グラファイトフェラル、1/8 インチ

10 個

0100-1332

12

ナット、1/8 インチ、ステンレス

0100-0057

13

1/4 インチパックドカラムアダプタ

G1532-20710

14カラム測定ツール

19256-80640

15

FPD チェックアウトサンプル

5188-5953

FPD サンプル

5188-5245

シングル FPD 用メンテナンスキット

G2647-60501

www.agilent.com/chem/GC:jp131

Agilent 部品および消耗品

1
5
2
3a

4

6

3
7

8
9

7820A マイクロ ECD 部品 (日本未発売)
番号

品名

入数

部品番号

1

ポリイミドフェラル、1/4 インチ

10 個

5080-8774

2

1/4 インチナット、真鍮製

10 個

5180-4105

3マイクロ ECD 用メークアップガスアダプタ、7890
マイクロ ECD メークアップガスアダプタウェルド
メントアセンブリ、新バージョンの検出器用、チューブブロックを使用して EPC に接続

G3433-63000

旧式マイクロ ECD マグアダプタ
マイクロ ECD メークアップガスアダプタウェルド
メントアセンブリ、旧バージョンの検出器用、
サムナットを使用して EPC に接続

G4333-63000

3a

ECDメークアップガスアダプタ用ステンレスキャップ、ECDアダプタ用エンドキャップ

19233-20755*

4

フューズドシリカライナ、マイクロ ECD メークアップガスアダプタ用

G2397-20540*

5

ナット保温断熱材

19234-60715

6

ナット保温カップアセンブリ

19234-60700

7

カラムフェラルの詳細については、37 ページ参照

8

汎用カラムナット

2個

9

GC エレクトロンキャプチャディテクタ標準の3 x 0.5 mL アンプル 18713-60040

イソオクタン溶液

マイクロ ECD ワイプテストキット*項目 3a および 4 は項目 3 とともに提供されます。

132

5181-8830

18713-60050

Agilent 部品および消耗品

1
2
7
8

3
4

9

5

6

10

7820A NPD 部品 – 上部
番号

品名

1

入数

ネジ、T-10、M3 x 8 mm

0515-2726

部品番号

2

NPD 白色ビードアセンブリ

G1534-60570

NPDセラミックビードアセンブリ、黒色、オプション

5183-2007

3

ネジ、M4 x 0.7、10 mm

0515-2495

4

NPD リッドウェルドメント

G1534-80510

5

NPDセラミックインシュレータキット

5182-9722

6

NPD コレクタファネル

G1534-20530

7

NPD リッドスタンドオフ

G1534-20590

8

ネジ、M4 x 0.7、10 mm

0515-2495

9J-クランプ

1400-001510

窒素リン検出器用サンプル

FID ジェット用 1/4 インチナットドライバ、
ジェット用

NPD フローアダプタ

3 x 0.5 mL アンプル 18789-60060
8710-1561
G1534-60640

www.agilent.com/chem/GC:jp133

Agilent 部品および消耗品

1
2
3

6

4

5
5

7

7820A NPD 部品 – 底部
番号

品名

入数

部品番号

1

ポリイミドフェラル、1/4 インチ

10 個

5080-8774

2

1/4 インチナット、真鍮製

10 個

5180-4105

3

FID/NPD 用アダプタ、1/8 インチパックドカラム用

19231-80520

4FID/NPD 用アダプタ、キャピラリカラム用

19244-80610

5ナット保温キャップ、断熱材入

19234-60720

6

FID/NPD 用アダプタ、1/4 インチパックドカラム用

19231-80530

1/4 インチパックドカラムアダプタ

G1532-20710

1/4 インチナット、真鍮製

5180-4105

7

1/8 インチステンレス製ナット/フェラルセット

20 個

5080-8751

1/4 インチステンレス製ナット/フェラルセット

20 個

5080-8753

1/4 インチ真鍮製ナット/フェラルセット

20 個

5080-8752

汎用カラムナット

2個

5181-8830

カラムフェラルの詳細については、37 ページ参照

134

Agilent 部品および消耗品

1

2

3

4

7820A NPD ジェット
番号

品名

部品番号

1

拡張ジェット付きキャピラリ、内径 0.011 インチ/0.29 mm チップ、
長さ 70.5 mm、パックド兼用フィッティング用

G1534-80590

2ジェット、キャピラリ、パックド兼用タイプ、内径 0.011 インチチップ

19244-80560

3ジェット、パックド用、高温、内径 0.018 インチチップ

19244-80620

4ジェット、パックド用、標準、内径 0.018 インチチップ

18710-20119

www.agilent.com/chem/GC:jp

135

Agilent 部品および消耗品

1
2

4

4

4

3

3

3

5

3

8

1/8 インチパックド
標準接続

カラムアダプタ

67

9

1/4 インチパックド
カラムアダプタ

オプションのキャピラリカラム
アダプタ

7820A TCD 部品

136

番号

品名

入数

部品番号

1

外径 0.8 mm カラム用 TCD フロントフェラル

10 個

5182-9673

外径 0.53 mm カラム用 TCD フロントフェラル

10 個

5182-9676

外径 0.45 mm カラム用 TCD フロントフェラル

10 個

5182-9677

TCD フロントフェラル、穴なし

10 個

5182-9679

2

1/8 インチ検出器フィッティング用 TCD バックフェラル

10 個

5182-3477

3

1/8 インチナット、真鍮製

10 個

5180-4103

1/8 インチプラグ、真鍮製

6個

5180-4124

4ポリイミド/グラファイトフェラル、1/8 インチ

10 個

0100-1332

5

1/4 インチパックドカラムアダプタ

6ポリイミドフェラル、1/4 インチ

10 個

5080-8774

7

1/4 インチナット、真鍮製

10 個

5180-4105

8TCDキャピラリカラムアダプタ

9

FID および TCD 用チェックアウトサンプル

3 x 0.5 mL アンプル

18710-60170

TCD サンプル

3 x 0.5 mL アンプル

18711-60060

G1532-20710

G1532-80540

Agilent 部品および消耗品

1

5

10

2

6
3
11
4
7

8
13

12

9

7820A パージドパックド注入口部品
番号

品名

1

セプタムナット、パージ注入口用

入数

部品番号

2

11 mm セプタム

50 個

5183-4759

ノンスティック長寿命セプタム、11 mm

50 個

5183-4761

ノンスティックブリード/温度最適化 (BTO) セプタム、11 mm

50 個

5183-4757

18740-60835

3

パックド注入口用インサートウェルドメント

4

使い捨てガラスインサート、不活性処理済、内容量170 µL

5個

5181-3382

使い捨てガラスライナ、内容量170 µL、未処理

25 個

5080-8732

5

O-リング、バイトン

12 個

5080-8898

19243-80570

6

注入口ウェルドメント

7

ポリイミドフェラル、1/4 インチ

10 個

5080-8774

8

1/4 インチナット、真鍮製

10 個

5180-4105

9

1/4 インチカラムアダプタ、ガラスライナを使用するタイプ

19243-80540

1/8 インチカラムアダプタ、ガラスライナを使用するタイプ

19243-80530

ガラスライナ用 530 µm カラムアダプタ

19244-80540

ナット保温断熱材

19234-60715

10

G3451-80501

11

ナット保温カップアセンブリ

12

1/8 インチナット、真鍮製

10 個

5180-4103

19234-60700

ポリイミド/グラファイトフェラル、1/8 インチ

10 個

0100-1332

1/8 インチ真鍮製ナット/フェラルセット

20 個

5080-8750

ポリイミドフェラル、1/4 インチ

10 個

5080-8774

汎用カラムナット

2個

5181-8830

カラムフェラルの詳細については、37 ページ参照

13

QuickPick パージドパックド注入口メンテナンスキット
GC/MS のクリーニング用綿棒

5188-6498
100 個

5080-5400

注入ポートクリーニングキット

480-0003

セプタムツール、すべり止めハンドル付き

450-1000www.agilent.com/chem/GC:jp137

Agilent 部品および消耗品

1
4
2

3

5

7820A スプリット/スプリットレス注入口部品 (上部)
番号

品名

1

ヘッドスペース分析用セプタムナット

入数18740-60830

セプタムナット、パージ注入口用

2

3

4

5

ノンスティックブリード/温度最適化 (BTO) セプタム、11 mm

18740-60835
50 個

5183-4757

ノンスティックブリード/温度最適化 (BTO) セプタム、11 mm

100 個

5183-4757-100

ノンスティック長寿命セプタム、11 mm

50 個

5183-4761

ノンスティック長寿命セプタム、11 mm

100 個

5183-4761-100

スプリットレスライナ用 O-リング、グラファイト製

10 個

5180-4173

スプリットライナ用 O-リング、グラファイト製

10 個

5180-4168

認定ノンスティックフルオロカーボン O-リング

10 個

5188-5365

フリップトップ用ノンスティックフルオロカーボン O-リング

100 個

5190-2268

フリップトップ用ノンスティックフルオロカーボン O-リング

10 個

5188-5366

フリップトップ注入口システム

5188-2717

QuickPick スプリット注入口メンテナンスキット

5188-6493

QuickPick スプリットベントおよび注入口メンテナンスキット

5188-6497

FIDコレクタクリーニングブラシ
QuickPick スプリットベントおよび注入口メンテナンスキット

138

部品番号

2本

8710-1346
5188-6496

Agilent 部品および消耗品

1
6
2

3

4
5

7

7820A スプリット/スプリットレス注入口部品 (底部)
番号

品名

1

注入口ヒータウェルドメント用リテーニングナット

入数G1544-20590

2

注入口金メッキシールキット、ワッシャ付き

5188-5367

認定金メッキシールキット、ワッシャ付き

10 個

注入口シール、ステンレス

3

金メッキシール、クロス溝、スプリットのみ

4

ワッシャ、外径 0.375

部品番号5190-2209
18740-20880
5182-9652

12 個

5061-5869

5

スプリット／スプリットレス注入口用リデューシングナット

18740-20800

6

S/SL 断熱材キット、3 個

5188-5241

7

断熱カップ

19243-00070

ヒントとテクニック
部品の検索とトラブルシューティングについては、
www.agilent.com/chem/jp からパーツファインダツールを
ダウンロードしてください。

www.agilent.com/chem/GC:jp139

Agilent 部品および消耗品

2

17820A スプリットベントトラップ
番号

品名

1

スプリットベントトラップメンテナンスキット、シングルカートリッジ

5188-6495

2

スプリットベントトラップ、カートリッジ × 3 付き、外付けタイプ

RDT-1020

カートリッジ、スプリットベントトラップ用

140

入数

3個

部品番号

RDT-1023

Agilent 部品および消耗品

GC/MS 部品と消耗品
質量分析装置は、高レベルの測定を実現する高感度な装置です。最適な結果を継続的に得るためには、このセクション内の作業を実行し、使用システムを正しくメンテナンスすることが重要です。GC/MSD を適正にメンテナンスすると次のような利点が得られます。

• 修理作業により発生するダウンタイムの削減• MSD システムの寿命延長• オペレーションコストの削減
システム性能、オートチューン、実施したメンテナンス作業を記録することをお勧めします。
これにより、通常の性能からの変化を特定し、修正措置を講ずることができます。

メンテナンススケジュール
作業内容

毎週

6 ヶ月ごと毎年

MSD のチューニング
注入口ライナの交換

3

ロータリポンプオイルレベルの確認

3

ロータリーポンプのガスバラスト

3

キャリブレーションバイアルの確認

3

ロータリポンプオイルの交換
ディフュージョンポンプオイルの確認

必要に
応じて
3

3
3

ディフュージョンポンプオイルの交換

3

ドライプポンプチップシールの交換 (IDP3)

3

トラップとフィルタの交換

3

イオン源のクリーニング

3

摩耗した部品の交換

3

シールへの潤滑剤注入 (適切な場所へ)

3

カラムの交換3

www.agilent.com/chem/GC:jp141

Agilent 部品および消耗品

MSD の汚染
汚染は、通常、マススペクトル中の過剰なバックグラウンドとして認識されます。汚染には GCに由来するものと、MSD に由来するものがあります。汚染物質を同定することで、汚染源を特定することができます。汚染物質の多くは GC に由来する傾向がありますが、MSD に由来するものもあります。

GC 内の汚染源• カラムやセプタムのブリード• 注入口の汚れ• 注入口ライナの汚れ• シリンジの汚れ• 低純度のキャリアガス
• キャリアガス配管の汚れ• 指紋 (指などからの汚れ)• 空気漏れ• クリーニング溶媒や器材

MSD の汚染源• 空気漏れ• クリーニング溶媒や器材• マニフォルド内部に付着した指紋• ディフュージョンポンプオイル• ロータリポンプオイル
汚染除去に必要な対策は、汚染の種類や程度に応じて異なります。水や溶媒によるわずかなの汚染は、一晩中システムをポンプで真空排気することで (清浄なキャリアガスを少量流しながら)、
通常は除去できます。ロータリポンプオイル、ディフュージョンポンプオイル、指紋などによる深刻な汚染の除去はより困難で、大規模なクリーニングが必要な場合があります。

142

Agilent 部品および消耗品

空気漏れ
真空で作動させる分析計で常に問題となるのが空気漏れです。リーク発生の一般的な原因は、真空シールの損傷や不適切な締め付けによるものです。

リークの兆候• 真空マニホールド圧力やロータリポンプ圧力が通常よりも高い• バックグラウンドが通常よりも高い• 空気に特徴的なピークが現れる (m/z 18、28、32、44 または m/z 14 と 16)• 感度不良• m/z 502 の相対アバンダンスが低い (使用されるチューンプログラムと MSD により変わります)処置• インタフェースナットが締まっているか確認し、必要ならば交換します。
• GC 注入口を確認し、リークテストを行います。
MSD の場合、以下のような場所でもリークが発生する可能性があります。
• GC/MSD インタフェースカラムナット• サイドプレート/トッププレートの O-リング (全周にわたって)• ベントバルブ O-リング• キャリブレーションバルブ
• 高真空ゲージチューブ/コントローラフィッティング• イオンゲージチューブの亀裂• 前後の末端プレート O-リング• GC/MSD インタフェース O-リング (インタフェースが真空マニホールドに取り付けられる場所)• ディフュージョンポンプ用シール• バッフルアダプタ O-リング• ターボ分子ポンプ O-リング• ポリイミド/グラファイトフェラル (加熱された場合)

www.agilent.com/chem/GC:jp143

Agilent 部品および消耗品

クリーニング溶媒
イオン源をクリーニングした直後にクリーニング溶媒のピークがマススペクトルに現れることがよくあります。

処置• 洗浄した金属製部品は、再組み立ておよび再取り付け前に GC オーブンで乾燥させます。『MSD
ハードウェアマニュアル』や『MSD メンテナンスおよびトラブルシューティングマニュアル』のクリーニング手順を参照してください。

• 溶媒の沸点より高く、カラムの上限以下の温度を使用します。

指紋
指紋に含まれる炭化水素は、マススペクトルとして検出されることがあります。炭化水素汚染は、14 m/z 間隔の一連の質量ピークとして現れるのが特徴です。ピークの質量が増すにつれて、それらのアバンダンスは減少します。指紋による汚染は、イオン源の取り扱い、イオン源のクリーニ
ング、GC 注入口メンテナンス、カラムの取り付けの際に、きれいなナイロン手袋を着用すれば防ぐことができます。部品を洗浄した後は、再汚染を防ぐために特に注意を払ってください。再汚染は、一般的にメンテナンス中または部品交換後に起こります。

処置
きれいなナイロン手袋を用い、適切なクリーニング方法で再洗浄します。

144

Agilent 部品および消耗品

MSD 汚染の特定
一般的な汚染物質、汚染物質由来のイオンの特性、および汚染物質の可能性のある発生源について下表に記載します。

一般的な汚染物質
イオン (m/z)

化合物

可能性のある発生源

13、14、15、16

メタン

Cl ガス

18、28、32、44 または
14、16

H20、N2、O2、CO2、CO2、または N、O系内の残留水や空気、空気漏れ、ポリイミドフェラルからの発生ガス

31、51、69、100、119、131、 PFTBA と関連イオン
169、181、214、219、264、
376、414、426、464、502、576、61431
メタノール

PFTBA (チューニング化合物)

クリーニング溶媒

43、58
78

アセトン

クリーニング溶媒

ベンゼン

クリーニング溶媒

91、92

トルエンまたはキシレン

クリーニング溶媒

105、106

キシレン

クリーニング溶媒

151、153
69

トリクロロエタン

クリーニング溶媒

ロータリポンプオイルまたは

ロータリポンプオイルの蒸気、またはキャリブレーションバ
ルブのリークPFTBA
73、147、207、221、281、295、355、429

ジメチルシポリシロキサン

セプタムからのブリードまたはメチルシリコン系カラムのコーティング

77、94、115、141、168、170、262、354、446
149

ディフュージョンポンプ
オイル

ディフュージョンポンプオイ
ルおよび関連イオン

可塑材 (フタル酸エステル)

高温で損傷した真空シール (Oリング)、ビニールまたは樹脂製の手袋の使用

14 m/z 間隔のピーク

炭化水素

指紋、ロータリポンプオイル

バックグラウンド汚染を最小限に抑え、キャリアガスシステムにダメージを与える酸素を除去するための手っ取り早い方法は、ガスが GC システムに入る直前にキャリアガス精製トラップを使用することです。
一般的に、カラムブリードはカラム温度が高い場合、特に GC カラムの温度上限付近で、連続的なベースラインの増加として現れます。セプタムブリードは通常、不連続なピークとして現れ、どの温度でも発生する可能性があります。
リークのない MS システムの目安は、m/z 28 (窒素) の m/z 32 (酸素) に対するイオン比が約 2 倍以上になる場合です。
空焼き済みのフェラルでも、非常に高温の場合はわずかに収縮する可能性があります。新しいカラムを取り付けてもリークが続く場合、まずこのフィッティングを確認します。

www.agilent.com/chem/GC:jp

145

Agilent 部品および消耗品

クリーニングおよびメンテナンス用消耗品

5977A シリーズ GC/MSD システム

品名

部品番号

ナイロン手袋、リントフリー (大)、1組

8650-0030

ナイロン手袋、リントフリー (小)、1組

8650-0029

リントフリー布、100 % 綿、300 枚、9 x 9 インチ、300 枚

9310-4828

イオン源クリーニングキット
内容 : リントフリー布 (15 枚)、研磨用シート (5 枚)、綿棒 (100 本)、リントフリー
ナイロン手袋、研磨用アルミナ粉末

5181-8863

リントフリー布、100 % 綿、15 枚、15 枚

05980-60051

GC/MS のクリーニング用綿棒、100 個

5080-5400

研磨用シート、酸化アルミの緑色ペーパー、600 メッシュ、5 枚

5061-5896

アルミナ粉末、研磨用、100 g

393706201

PFTBA サンプル、検査証付、10 g

8500-0656

PFTBA と PFDTD テストサンプル用交換用ガラスバルブ

G3170-80002

PFTBA と PFDTD テストサンプル用交換用ガラスバイアル

05980-20018

活性アルミナ、Edwards ロータリポンプトラップ用吸着ペレット、LC/MS 不可、
1 ポンド缶8500-1233

MSD ツールキット

G1099-60566

イオン源保持ツール、リントフリー布、綿棒、リントフリーナイロン製手袋、研磨用シート、レンチ、ドライバ入りのツールキットが付属
リントフリー布、05980-60051

綿棒、5080-5400

ヒントとテクニック
グラファイト/ポリイミドブレンドのショートフェラルを使用したセルフタイトカラムナット
により、トランスファラインと注入口フィッティングのリークのないカラム接続が可能になります。数百回の加熱サイクル後でもフィッティングを締め直す必要はありません。

146

(続く)

Agilent 部品および消耗品

クリーニングおよびメンテナンス用消耗品
品名

部品番号

MS インタフェース消耗品

MS インタフェースカラム取り付けツール、5973 シリーズ、5975 A/B/C/C TAD/E、5977 シリーズ、および 7000 シリーズ用。5975T には非対応

G1099-20030

5975T 用カラム取り付けツール

G3880-20030

7200 シリーズ用カラム取り付けツール

G3850-60014

カラム取り付けツール、G1099-20030

ツール

ドライバ、3 インチ Pozidriv シャフト No.1 pt、番号 2～4 のネジに適合

8710-0899

ドライバ、4 インチ Pozidriv シャフト No.2 pt、番号 5～10 のネジに適合

8710-0900

オープンエンドレンチ、1/4 および 5/16 インチ

8710-0510

六角ナットドライバ、5.5mm

8710-1220

ドライバ、Torx T20

8710-1615

ドライバ、Torx T15

8710-1622

ドライバ、Torx T10

5182-3466

ガスフィルタ

交換用アジレントガスクリーンキャリアガスフィルタ、CP17973

CP179737890 用ガスクリーンキャリアガススタータキット
内容 : キャリアガスフィルタ、1/8 インチシングルコネクティングユニット、
7890 に直接取り付けるためのブラケット付き

CP17988

GC/MS フィルタキット
内容 : コネクティングユニット x 1、1/4 インチ用、キャリアガスフィルタ x 2

CP17977

化学イオン化ガスピュリファイア

G1999-80410

交換用アジレントガスクリーンキャリアガス
フィルタ、CP17973

ヒントとテクニック
部品の検索とトラブルシューティングについては、
www.agilent.com/chem/jp からパーツファインダツールを
ダウンロードしてください。

www.agilent.com/chem/GC:jp147

Agilent 部品および消耗品

リークのない GC および GC/MS を実現するツールや消耗品、ベストプラクティスを用いれば、システムの性能と生産性を高めることができます。標準的なショートポリイミド/グラファイトフェ
ラルを用いた革新的な Agilent セルフタイトカラムナットを使えば、繰り返しの加熱サイクル後でも、質量分析計トランスファラインでの GC カラムフィッティングの締め直しが不要になります。
Agilent UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラルは、堅牢でリークのないカラム接続に加えて、サンプル流路にあるフィッティングの表面不活性も実現します。

推奨する MS インタフェース接続
品名

部品番号

推奨
ナット

セルフタイトカラムナット、MS インタフェース用

5190-5233

フェラル

セルフタイトカラムナット、MS インタフェース用、5190-5233

250 µm ポリイミド/グラファイトフェラル、10 個

5181-3323

320 µm ポリイミド/グラファイトフェラル、10 個

5062-3514

ツール

MS インタフェースカラム取り付けツール、5973 シリーズ、5975 A/B/C/C TAD/E、5977 シリーズ、および7000 シリーズ用。5975T には非対応

G1099-20030

5975T 用カラム取り付けツール

G3880-20030

従来品
ナット

MS インタフェースカラムナット、メスネジ

05988-20066

フェラル

MS インタフェースカラムナット、
05988-20066

0.4 mm ポリイミド/グラファイトフェラル、10 個

5062-3508

0.5 mm ポリイミド/グラファイトフェラル、10 個

5062-3506

ツール

UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル、G3188-27501

MS インタフェースカラム取り付けツール、5973 シリーズ、5975 A/B/C/C TAD/E、5977 シリーズ、および7000 シリーズ用。5975T には非対応

G1099-20030

5975T 用カラム取り付けツール

G3880-20030

代替品
ナット

固定ナット、フレキシブルメタルフェラル付きの MS インタフェース用

G2855-20555

フェラル

UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル、内径 0.4 mm、10 個

G3188-27501

UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル、内径 0.5 mm、10 個

G3188-27502

ツール

フェラル固定用ツール

148

G2855-60200

Agilent 部品および消耗品

イオン源
イオン源は電子イオン化 (EI) または化学イオン化 (CI) でイオン化させます。サンプルは GC/MSD イ
ンタフェースからイオン源に入ります。フィラメントから放出された電子は、磁界に導かれてイオン化室に照射されます。高エネルギー電子はサンプル分子と作用して、サンプル分子をイオン化およびフラグメント化します。リペラにかかる正電圧は、正イオンをレンズ群に押し込み、正イオンはいくつかの静電レンズを通過します。これらのレンズによってイオンは密度の高いビー
ムに集束され、マスフィルタに導入されます。
電子イオン化 (EI) イオン源

イオン源のメンテナンス
MSD のクリーニング手順は機種により異なります。イオン源のクリーニング手順については、『トラブルシューティングとメンテナンスマニュアル』を参照してください。

機器性能の一般的な指標• 特定イオンのアバンダンス• レンズの並べ方と、電圧の設定• 特定の分析に対して得られる感度• 特定のリファレンス化合物 (例えば DFTPP など) に対するチューニング能力

www.agilent.com/chem/GC:jp149

Agilent 部品および消耗品

クリーニングの準備
クリーニングの前に、質量分析計を大気開放して、イオン源を取り外す必要があります。システ
ムを大気開放する前に、以下の条件を満たす必要があります。

• 加熱部が 100 °C 未満• ディフュージョンポンプの電源が切られ、冷却されている (該当する場合)• ターボポンプの電源が切られ、回転していない (該当する場合)• ロータリポンプの電源が切られている
必ず、自動大気開放手順の全行程を実行してください。大気開放が不適切な場合、ディフュー
ジョンポンプオイルがアナライザに流入 (逆流) することがあります。マルチプライアや他の精密な MS 部品の寿命を縮める可能性もあります。

MSD 流量 (mL/min)
最小

ディフュージョン
ポンプ最大

ターボポンプ最大

チューニング
最大

5977

0.1

2.0

4.0

2.0

5975

0.1

2.0

4.0

2.0

5973

0.1

2.0

4.0

2.0

警告および注意
重要 : インシュレータを研磨したり、超音波で洗浄しないでください。
サンプルやイオンビームが接触する表面を研磨して洗浄します。アルミナ粉末を試薬グレー
ドのメタノールでスラリーにして、これをつけた綿棒を使用します。すべての汚れを取り除くために十分な力でこすります。部品の研磨は必要ありません。小さな傷は性能には影響しません。また、フィラメントからの電子がイオン源本体に入る場所は汚れやすいので、よく研磨して洗浄します。
洗浄し、乾燥させた部品が汚れないように注意してください。部品を扱う前に、新しいきれいな手袋を着用します。汚れた表面に洗浄した部品を置かないでください。きれいなリント
フリー布の上に置きます。

ヒントとテクニック
レンズやイオン源部品は定期的に交換することをお勧めします。傷があるイオン源部品を使用すると、MS の性能低下につながります。

150

Agilent 部品および消耗品

EI イオン源セレクションガイド
不活性イオン源
正確な定量と高い感度を確保するためには、検出器の表面を含む GC/MSD 流路全体がきわめて不活性でなければなりません。不活性イオン源はエクストラクタ EI イオン源と同じ不活性の材質からなり、350 °C までの温度コントロールに対応できます。そのため、微量検出や SVOC および VOC
分析を実行できます (「さまざまなアプリケーションに適したイオン源の選択」を参照)。

Agilent 5977A シリーズイオン源に使用できるレンズ口径
口径
ステンレスイオン源

3 mm
05971-20134

6 mm
G3136-20530

9 mm
--

不活性イオン源

G2589-20100

G2589-20045--

エクストラクタ EI イオン源

G3870-20444

G3870-20448

G3870-20449

Agilent 5977A シリーズイオン源に適した口径の選択にお困りの場合は、www.agilent.com/chem/jp から
資料番号 5991-2106JAJP をダウンロードしてください。

イオン源およびチューニングセレクションガイド
最適なイオン源の構成とチューニングの選択は、アプリケーションの成功を大きく左右します(「イオン源の構成とサポートされているチューニング」を参照)。ここで概説するガイドライン
は、はじめて分析する際に参考とする一般的な内容のものが含まれています。最高の動作条件を確保するには、アプリケーションに固有のメソッド開発を行う必要があります。さまざまなチューニングモードとその用途を EI チューニングオプションに示します。

ヒントとテクニック『Agilent 5977 シリーズ EI イオン源セレク
ションガイド』(資料番号 5991-2105JAJP)(www.agilent.com/chem/jp) は、メソッド
または構成の最適化に役立つ参考資料です。

www.agilent.com/chem/GC:jp151

Agilent 部品および消耗品

ステンレスイオン源
ピコグラムから高ナノグラムまでの感度および従来の機器に最も近いスペクトルを得ることができる最もコスト効率の高いイオン源です。これは 350 °C までの温度コントロールに対応できます。

さまざまなアプリケーションに適したイオン源の選択

アプリケーション

イオン源

ドローアウト/
エクストラクタ
レンズ (mm)チューン

超微量 (低 fg～低 ng)

エクスラクタ EI

3

Etune

微量濃度 (fg～ng)

エクストラクタ EI、不活性3

中程度～大容量 (pg～高 ng)

エクストラクタ、不活性、
ステンレス

6、9

Etune、Atune
Atune

従来の機器に最も近いスペクトルの取得

ステンレス

3

Stune

VOC P&T - (BFB)

エクストラクタ EI、不活性6

BFB Autotune

SVOC (DFTPP)

エクストラクタ EI、不活性

6

DFTPP

イオン源の構成とサポートされているチューニング
イオン源

Etune
--*

Atune

BFB Autotune--

Ion Mass

Stune

DFTPP

BFB

3

3

3

3

3***

不活性

--*

3

3**

3

3

3

3***

エクスラクタ EI

3

3

3**

3

3

3

3***

ステンレス

*Etune は、エクストラクタ以外のイオン源では tune (チューニング) メニューから実行できますが、atuneが実行されます。

**BFB オートチューンでは、6 mm ドローアウトプレート/エクストラクタレンズを使用する必要があります。
***BFB オートチューンは推奨されるチューニングです。www.agilent.com/chem/jp からアプリケーションノー
ト 5991-0029EN をダウンロードいただけます。

152

Agilent 部品および消耗品

EI チューニングオプション
ソフトウェア画面において Tune (チューニング) メニューと Tune and Vacuum Control (チューニングと真空制御) ビューにチューニングの方法を選択するためのいくつかのオプションが表示されます。
上の 2 つのオプションは、読み込んでいるチューニングファイルを用いて、一部または全体をチューニングするものです。その他のメニューオプションは特定の目的のためのチューニングです。これについて次に説明します。

Agilent 5977A シリーズイオン源のチューニングオプションの説明
tune (チューニング) メニューの項目 (デフォルトのチューニング
ファイル名は *.U)
Tune MSD (MSD チューニング)

説明
読み込んでいるチューニングファイルを用いてチューニングを実行します。

QuickTune (クイックチューニング)

許容できる応答、分離能、および精密質量の割り当ての微調整を実行します。

オートチューン (Atune.U)

Agilent 5973 inert MSD および Agilent 5975 シリーズのリペラベースの標準チューニングを実行します。

Extr. イオン源チューニング
(Etune.U)

エクストラクタ EI イオン源に使用され、最高の感度を提供します。不活性またはステンレスイオン源で使用する場合に、Atune と同一になります。

BFB Autotune (BFB オートチューニング) (BFB_Atune.U)

US EPA BFB チューニング基準を満たすように Atune とあわせて使用します。6 mm ドローアウト/抽出レンズを使用する必要があり、標準のリペラベースのチューニングモードで動作します。

Low Mass Autotune (低質量オートチューニング) (Lomass.U)

質量 69、219、502 ではなく 69、131、219 でチューニングすることを除き、Autotune と同一です。
低分子量アプリケーションまたは 250 ダルトン以下の天然ガスに使用します。

Standard Spectra Tune (標準スペク
トルチューニング) (Stune.U)

質量範囲全体で標準の応答を保証します。具体的には、PFTBA 質量 69 はベースピーク、質量 219 は 35
～99 %、質量 502 は >1 % となります。これは、Agilent 5971 または 5972 MSD を使用して作成した従来のライブラリに合わせるために使用する低感度チューニングです。

DFTPP

US EPA 半揮発性化合物の分析に使用する固有のターゲットチューニング (8270 メソッド)。

BFB

VOC 分析に使用する従来の固有のターゲットチューニング。BFB Autotune と同様の感度と安定性は備えていません。確立された SOP、またはターゲットチューニングを好まれるユーザーに高い安定性を提供します。VOC 分析の推奨手順については、www.agilent.com/chem/jp のアプリケーションノート 59910029EN をご覧ください。

Agilent 5977A シリーズ GC/MS に使用できる EI イオン源
部品番号

イオン源

利点

ステンレス

経済的

(スペア部品)
G2591D

不活性

活性の軽減

G2591B

活性の軽減

G2591C

エクストラクタ EI イオン源

最高の感度

www.agilent.com/chem/GC:jp153

Agilent 部品および消耗品

電子イオン化 (EI) イオン源
EI イオン源のクリーニングには、研磨剤として酸化アルミニウム粉末を推奨します。

電子イオン化 (EI) イオン源

警告および注意
重要 : インシュレータを研磨したり、超音波で洗浄しないでください。
サンプルやイオンビームが接触する
表面を研磨して洗浄します。アルミナ粉末を試薬グレードのメタノール
でスラリーにして、これをつけた綿棒を使用します。すべての汚れを取り除くために十分な力でこすります。部品の研磨は必要ありません。
小さな傷は性能には影響しません。
また、フィラメントからの電子がイオン源本体に入る場所は汚れやすいので、よく研磨して洗浄します。
洗浄し、乾燥させた部品が汚れないように注意してください。部品を扱う前に、新しいきれいな手袋を着用します。汚れた表面に洗浄した部品を置かないでください。きれいなリ
ントフリー布の上に置きます。

溶媒にフィラメントやレンズインシュレータを漬けないでください。インシュレータが汚れている場合、試薬グレードのメタノールを浸した綿棒でクリーニングします。それでもインシュレー
タの汚れが落ちない場合は、交換してください。

5977/5975/5973 MSD 電子衝撃イオン源部品 (EI)
番号 品名

部品番号

1

レンズスタック用セットネジ

G1999-20022

2

キャップネジ、金メッキ

G1999-20021

3

インタフェースソケット

G1099-20136

4

イオンソースチャンバ

G1099-20130

5

ドローアウトシリンダ

G1072-20008

6

ドローアウトプレート、3mm

05971-20134

ドローアウトプレート、6mm

G3163-20530

7

フィラメントアセンブリ、高温用 (EI)

G7005-60061

8

リペラアセンブリ、Agilent 5977 MSD、ステンレス EI 350 イオン源

G3870-60172

9

レンズインシュレータ

G3170-20530

10

エントランスレンズアセンブリ

G3170-2012611

イオンフォーカスレンズ

05971-20143

12

リペラインシュレータ

G1099-20133

13

リペラ

G1099-20132

14

ワッシャ、SPR CRVD、内径 1.6～1.8 mm、外径 4 mm、ステンレス

3050-1375

15

ワッシャ、SPR BLVL 4、内径 0.125 インチ、外径 0.25 インチ

3050-1301

16

ワッシャ、M3、リペラ用

3050-0891

17

リペラブロックインサート

G3870-20135

10
9
11

1

5

6
4

14

レンズインシュレータ、G3170-20530

7

13

2

17

12

8
3
15

16

14

12
14

2
2
14
リペラインシュレータ、G1099-20133
2

154

7

EI イオン源部品

Agilent 部品および消耗品

5977/5975/5973 MSD 電子衝撃不活性イオン源部品 (EI)
番号 品名

部品番号

1

レンズスタック用セットネジ

G1999-20022

2

キャップネジ、金メッキ

G1999-20021

3

インタフェースソケット

G1099-20136

4

不活性イオンソース本体

G2589-20043

5

ドローアウトシリンダ

G1072-20008

6

ドローアウトプレート、3mm

G2589-20100

ドローアウトプレート、6 mm

G2589-20045

7

フィラメントアセンブリ、高温用 (EI)

G7005-60061

85977 不活性 EI 350 リペラブロック

G3870-60179

9

レンズインシュレータ

G3170-20530

10

エントランスレンズアセンブリ

G3170-2012611

イオンフォーカスレンズ

05971-20143

12

リペラインシュレータ

G1099-20133

13

不活性リペラ

G2589-20044

14

ワッシャ、SPR CRVD、内径 1.6～1.8 mm、外径 4 mm、ステンレス

3050-1375

15

ワッシャ、SPR BLVL 4、内径 0.125 インチ、外径 0.25 インチ

3050-1301

16

ワッシャ、M3、リペラ用

3050-0891

10
9
11

1

5

6
4

14

7

13

2

12
8
3

15

16

14

12
14

2
2
14

7

2

5977/5975/5973 不活性イオン源部品 (EI)

www.agilent.com/chem/GC:jp155

Agilent 部品および消耗品

エクストラクタ EI イオン源

エクストラクタ EI イオン源

この革新的なイオン源では、他の EI イオン源で使用されているドローアウトプレートの代わりに、不活性な材質からなるエクストラクタレンズを使用しています。350 ℃までの温度プログラムが可能で、活性化合物や溶出の遅い化合物にも対応できます。このような独自の機能により、幅広い化合物の超微量分析において最大の感度が提供されます。エクストラクタレンズは、質量分析装置でのイオンビームの集束を向上させます。リペラ電圧によってイオンが押し出され、エクストラクタ
レンズに電圧が印加され、イオン化チャンバーからイオンが引き込まれます。その結果、検出されるイオンの数が増加し、機器の絶対感度が向上します。エクストラクタ EI イオン源には、他の 2 つのイオン源に加えて3、6、および 9 mm の 3 つの口径があります。通常は、3 mm の口径が最高の感度をもたらします。これよりも大きいレンズ口径を選択すると、高い濃度の対象化合物の分析が可能になります。口径が大きくなると、滞留時間または反応時間も減少し、分解されやすい化合物に有効な不活性度が提供されます。
エクストラクタ EI イオン源は、高感度モードの Extr. チューニングで使用することも、標準モードで使用することもできます。標準モードでは、標準のステンレスイオン源や不活性イオン源と同様の動作になります。エクストラクタとリペラ専用モードとの切り替えはソフトウェアにより制御されるため、物理的な変更操作は不要です。

ヒントとテクニック
エクストラクタ EI イオン源のビデオによる説明は、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

156

Agilent 部品および消耗品

5977/7000C エクストラクタイオン源部品
番号 品名

部品番号

1

セットネジ

G3870-20446

2

ネジ

G3870-20021

3

抽出イオン源本体

G3870-20440

4

エクストラクタレンズ

G3870-20444

5

エクストラクタレンズインシュレータ

G3870-20445

6

フィラメント、4 回転

G3170-60053

7スプリングワッシャ

3050-1374

8

レンズインシュレータ

G3870-20530

9

エントランスレンズアセンブリ

G3170-2012610

イオンフォーカスレンズ

05971-20143

11

リペラインシュレータ

G1099-20133

12

不活性リペラ

G2589-20044

13

ワッシャ、M3、リペラ用

3050-0891

14

ワッシャ、SPR BLVL 4、内径 0.125 インチ、外径 0.25 インチ

3050-1301

15

ナット、5.5 mm

0535-0071

165977 抽出 350 リペラブロックアセンブリ

G3870-60171

17

リペラブロックインサート

G3870-20135

9
8
1

10
5

4

3

7

6

12

2

17 11
16
1*

15

14 13
11*

7*
2*

18
7*

2*
6*
7*
2*
エクストラクタイオン源部品

www.agilent.com/chem/GC:jp

157

Agilent 部品および消耗品

化学イオン化 (CI) イオン源
CI イオン源は EI イオン源よりも高圧で動作させるため、EI イオン源よりも頻繁なクリーニングが必要になります。
イオン源の汚れに起因する性能異常が発生した場合は、イオン源を直ちに洗浄する必要があります。分析結果が目安になります。
5977/5975/5973/7000 イオン源

CI イオン源をクリーニングする場合、CI リペラ、イオン源本体、ドローアウトプレートを重点的にクリーニングします。イオン源本体とドローアウトプレートの直径 0.5 mm の孔を必ず洗浄してください。
CI イオン源のクリーニングは EI イオン源のクリーニングとほぼ同様です。以下の内容以外は、EIと同様のクリーニング手順です。

• 汚れがないように見えても、化学イオン化により残った堆積物を CI イオン源から除去することは非常に困難です。CI イオン源を隅々まで洗浄します。
• 先端を丸めた木製の爪楊枝で、イオン源本体の電子ビームの入口の孔とドローアウトプレートのイオンの出口孔を丁寧に清掃します。

• ハロゲンを含む溶剤は使用しないでください。最終のすすぎにはヘキサンを使用します。

ヒントとテクニック
外観は汚れていなくても、CI イオン源
は汚染されている可能性があります。
特に汚れがないように見えても、CI イ
オン源のクリーニングは必要です。

158

Agilent 部品および消耗品

5977/5975/5973/7000 MSD 化学イオン化イオン源部品 (EI)
番号 品名

部品番号

1

レンズスタック用セットネジ

G1999-20022

2

キャップネジ、金メッキ

G1999-20021

3

インタフェースチップシール/スプリング

G1999-60412

4

リペラインシュレータ

G1999-20433

5

レンズインシュレータ

G3170-20540

6

ドローアウトシリンダ

G1999-20444

7

ドローアウトプレート

G1999-20446

85977 CI 350 リペラアセンブリ

G3170-60416

9

エントランスレンズアセンブリ

G3170-20126

10

イオン源本体G1999-20430

11

イオンフォーカスレンズ

G1999-20443

12

リペラ

G1999-20432

13

フィラメントアセンブリ (CI)、2 個

G7005-60072

14

ワッシャ、SPR CRVD、内径 1.6～1.8 mm、外径 4 mm、ステンレス

3050-1375

9
5
11
6

1

7

10

13
12
4

2
8

2

3

14

5977/5975/5973/7000 MSD 化学イオン化 (CI) イオン源アセンブリ

ヒントとテクニック
部品の検索とトラブルシューティングについては、
www.agilent.com/chem/jp からパーツファインダツールを
ダウンロードしてください。

www.agilent.com/chem/GC:jp

159

Agilent 部品および消耗品

GC/MSD インタフェースへのキャピラリカラムの取り付け
1.

カラムを空焼きします。

2.

MSD を大気開放し、アナライザチャンバを開きます。GC/MSD インタフェースの末端が見えるようにしてください。

3.

CI インタフェースが設置されている場合、インタフェースの MSD 側先端からスプリング式
チップシールを取り外します。

4.

GC カラムの末端にインタフェースナットと空焼き済みフェラルをスライドさせます。フェラ
ルのテーパの裾側はナットの方に向けてください。

5.

GC/MSD インタフェースにカラムをスライドさせ、カラムをアナライザチャンバから引き抜
きます。

6.

カラムカッターなどを用いてカラムに刻みを付けます。きれいに切断するために、刻みは正確にする必要があります。

7.

カラムの末端を1 cm 切り取ります。カラムの切れ端をアナライザチャンバに落とさないように注意してください。ターボポンプを損傷する恐れがあります。

8.

メタノールを浸したリントフリー布で、カラム末端の外側を洗浄します。

9.

カラム位置を調整します。
・5977/5975 - カラムを通し、トランスファラインの末端から 1～2 mm 出るようにします。
アナライザドアを開け、ガラスプレートから覗き、カラムが出ていることを確認します。
・5973 – カラムを押し通し、アナライザドアを開けた状態で見えるようにして、トランス
ファラインの末端から 1～2 mm 出るようにします。
・5972 – カラムを奥まで通した後、約1～2 mm 引き戻します。
必要に応じて、フラッシュライトとルーペを使用し、アナライザチャンバ内部のカラム末端を確認します。カラム末端を指で触らないでください。

10. ナットを手で締めます。ナットを締める時にカラムの位置が変わらないようにしてください。スプリング式チップシールを取り外した場合は、元どおりに取り付けます。

11. カラムがオーブン壁に接触していないことを確認するために、GC オーブンを調べます。
12. 1/4～1/2 回転ナットを締めます。1、2 回の加熱サイクルの後、締め付けを確認しま す。

ヒントとテクニック
推奨する MS インタフェース
接続をご覧ください。

38 ページをご覧ください160

Agilent 部品および消耗品

GC/MSD インタフェースへのキャピラリカラムの取り付け

アナライザ
チャンバ
注入口カラムナット

GC/MSD
インタフェース(MSD 側先端)

カラム

1～2 mm

GC/MSD
インタフェース(GC 側先端)MSD

GC

EI トランスファライン

ヒントとテクニック
5977 MSD のカラム取り付け手順は、それ以前の MSD の手順とは異なります。正しい手順に従わないと、感度が低下したり、MSD が損傷したりする可能性があります。

ヒントとテクニック
Agilent J&W GC カラムは、最小のブリードレベルと、酸性/塩基性官能基化合物や、これらの官能基が混在した化合物向けの最高の不活性度、最も厳密なカラム間再現性を提供します。詳細については、www.agilent.com/chem/jp を参照してください。

www.agilent.com/chem/GC:jp161

Agilent 部品および消耗品

MSD フィラメント
白熱電球のフィラメントと同様に、イオン源フィラメントはやがては焼き切れます。さまざまな対策をとることで、早期の不具合を減らすことが可能です。

• データ取り込みパラメータを設定する場合、溶媒ピークが溶出している間はアナライザが ON にならないように溶媒待ち時間を設定します。

• ソフトウェアが分析開始時の溶媒待ち時間を無視するかどうかを表示している場合には、必ず[いいえ] を選択します。
• エミッション電流を大きくするとフィラメント寿命は短くなります。
• [パラメータの編集] 画面から MSD を制御する場合には、フィラメントパラメータのいずれかを変更する前に、必ず [MS オフ] を選択してください。

MSD フィラメント
フィラメントアセンブリ、高温用 (EI)

品名7200 シリーズ 7000 シリーズ
G7005-60061
G7005-60061

5977 シリーズ 5975 シリーズ 5975T シリーズ 5973 シリーズ
G7005-60061
G7005-60061
G7005-60061
G7005-60061

フィラメントアセンブリ (CI)、2 個

G7005-60072

G7005-60072

G7005-60072

G7005-60072

マイクロイオン真空ゲージ

G3170-80001

G3170-80001

G3170-80001

G3170-80001

G7005-60072

真空測定用三極管ゲージチューブ
イオンゲージコントローラ

0960-0897
G3397B

イオンゲージチューブ

G3397A

G3880-80010
G3880-80011

ヒントとテクニック
フィラメントアセンブリ、高温用 (EI)、

G7005-60061

フィラメントアセンブリ (CI)、G7005-60072

162

3 ヶ月ごとに一方のフィラメントからもう一方のフィラメントに切り替えて使用すると便利です。一方のフィラメントが切れると、他方もすぐに切れることが予測できます。こうすると、同時に両方のフィラメントを交換できます。
GC/MS システムは真空中で動作するため、流路中の他の消耗品をフィラメン
トと同時に交換することを推奨します。

Agilent 部品および消耗品

ベントバルブ消耗品

1

2

3
4

CL バルブ消耗品
番号

品名

入数

部品番号

1

PFDTD キャリブラント、GC/MS 用、ペルフルオロ-5,8-ジメチル-3、6,9-トリオキシドデカン

1 mL

8500-8510

2

CI キャリブレーションバルブアセンブリ

G1999-60452

3

認定ノンスティックフルオロカーボン O-リング

45975 キャリブラントバルブ

10 個

5188-5365
G3170-80002

4

1

2

3

ベントバルブ消耗品
番号

品名

1

5975 EI CalVal ターボ

G3170-60204

25975 キャリブラントバルブ

G3170-80002

3

認定ノンスティックフルオロカーボン O-リング

4

PFTBA MS サンプルキット

入数

10 個
0.5 mL

部品番号5188-5365
05971-60571

www.agilent.com/chem/GC:jp163

Agilent 部品および消耗品

ガスクリーンフィルタ
アジレントのガスクリーンフィルタシステムは、クリーンなガスを提供し、カラムの損傷や感度の低下を軽減し、機器のダウンタイムを短縮します。ガスラインの装置注入口の直前にガスク
リーンフィルタシステムを設置することで、不純物のレベルが大幅に低下し、微量分析の精度が向上します。GC カラムに入る汚染物質も減少します。これは高温分析で非常に重要であり、カラム寿命を延ばすためにも不可欠です。

• クリーンなガスによる正確な分析• 迅速でリークのないフィルタ交換によりダウンタイムを短縮• 迅速に投資が回収できるため経済的• 高感度フィルタインジケータが機器を最大限に保護

ガスフィルタ
交換用アジレントガスクリーン
キャリアガスフィルタ、CP17973

品名

部品番号

化学イオン化ガスピュリファイア

G1999-80410

7890 用ガスクリーンキャリアガススタータキット

CP17988

交換用アジレントガスクリーンキャリアガスフィルタ、CP17973

CP17973

大型ユニバーサルトラップ、1/8 インチフィッティング、窒素、
7000 および 7200 シリーズ用

RMSN-2

四重極マスフィルタ
マスフィルタには定期的なメンテナンスは必要ありません。決してラジエータから取り外したり、無理な力を加えたりしないでください。

• 四重極を超音波洗浄しないでください。
• 四重極マスフィルタの物理的な位置関係を変更しないでください。
• 石英製四重極は割れやすく、落としたり、雑に扱うと壊れることがあります。
• 四重極の先端には、非常に吸湿性が高い材質が使用されています。水で濡らしてしまっ た場合は、損傷を防ぐためにゆっくりと乾燥させる必要があります。

• 他のメーカーの機器で適切だとされているクリーニング方法が、アジレントの MSD に適してい
るとは限りません。場合によってはマスフィルタを損傷する可能性があります。

• 時間と手間を節約するため、定期的なクリーニングやメンテナンスが必要ない、アジレントのMSD マスフィルタのみを使用してください。
• 特に汚れた場合は、アジレントまでご連絡ください。訓練を受けたサービスエンジニアが、マスフィルタのクリーニングを行います。

164

Agilent 部品および消耗品

MSD エレクトロンマルチプライヤと交換用ホーンエレクトロンマルチプライアの寿命に直接関係する因子は、流れる電流の量と、汚れの表面への付着です。電圧が 2,500 V を超える場合は、エレクトロンマルチプライアまたは交換用ホーンを交換します。エレクトロンマルチプライアの寿命を最大限に引き延ばすには次のような注意が必要です。

トリプルアクシスエレクトロンマルチプライア、G3170-80103• アナライザマニホールド内の真空をできるだけ高い状態で維持します。
• ポンプオイルのバックグラウンドノイズを最小限に抑えるため、大気開放、真空排気、すべての真空システムの作業に細心の注意を払って慎重に行います。

• 大気開放した後の再起動は、測定前にポンプダウンと熱的安定のために 4 時間の安定時間を置きます。

• バックグランドのコンタミネーションやエアリークに常に注意を払い、問題が発生した場合は迅速に対応します。

• 過度なチューニングは禁物です。PFTBA が長期にわたるバックグラウンド増大の原因となる場合があります。

• 真空が不十分な場合や、電圧が 2600 V を超える場合は、エレクトロンマルチプライアを交換します。

MSD エレクトロンマルチプライヤと交換用ホーン
品名
エレクトロンマルチプライヤ交換用ホーン"ストレート"ホーン付きエレクトロンマルチプライヤ用

7000A シリーズ 7000B/C シリーズ 5975 シリーズ
05971-80103

トリプルアクシスディテクタアセンブリ*

G3170-80100

トリプルアクシスエレクトロンマルチプライヤ

G3170-80103

G3170-80103

EM シグナルワイヤ、低ノイズ検出器用

5973 シリーズ
05971-80103

5977 シリーズ

G3170-80100

G3170-80100

G3170-80103

G3170-80103

G3170-80008

G3170-80008*5975 トリプルアクシスディテクタシステムに含まれています

ヒントとテクニック
MSD 用の推奨交換用マルチプライ
アとホーンをお使いください。他
社製品はアジレントの機器に適合しない可能性があり、感度の減少
や寿命の短縮、ノイズの問題などを引き起こす恐れがあります。

www.agilent.com/chem/GC:jp165

Agilent 部品および消耗品

真空システムおよびポンプ
真空システムは、MSD の作動に必要な高真空 (低圧) を作ります。高真空でないと、分子の平均自由行程が短くなります。
高真空でないと、イオンはイオン源からマスフィルタを通ってエレクトロンマルチプライア (検出器) に他の分子と衝突せずに移動できなくなります。
真空システムの主なコンポーネントは以下のとおりです。

• 真空マニホールド• フォアラインゲージ• キャリブレーションバルブ
• ゲージコントローラ (オプション)• 真空シール• ロータリポンプおよび／またはトラップ• ディフュージョン/ターボポンプとファン• 高真空ゲージチューブ

圧力異常
ヒントとテクニック
真空ポンプの下にオイルパンを置いておくと、オイル漏れとその発生個所の確認ができます。

このセクションでは、異常な圧力値を示す場合と、その原因について説明します。ここで 想定する症状は標準的な圧力に基づいています。標準的なカラム流量 (0.5～2.0 mL/min) で は、フォアライン圧
力は約 20 ～100 mTorr になります。真空マニホールドの圧力は約 1 x 10-6～1.4 x 10-4 Torr になります。
これらの圧力は機器ごとに大きく変動する可能性があるため、所定のキャリアガス流量とオーブン温度で、ご使用の機器が標準的に示す圧力値を知っておくことが重要です。
フォアライン圧力を測定できるのは、ディフュージョンポンプを搭載したシステムのみです。
ターボポンプはスピードに従って制御され、フォアライン圧力ゲージはありません。
オプションのゲージコントローラが搭載されているシステムの場合のみ、真空マニホール ドの圧力を測定できます。

166

Agilent 部品および消耗品

圧力異常
症状

考えられる原因

フォアラインの圧力が高すぎる• 圧力が 100 mTorr を超える
• 特定のカラム流量に対する圧力が、時間とともに上昇する• カラム (キャリアガス) 流量が高すぎる• 不正なキャリアガス
• 空気漏れ (通常、トランスファラインインタフェースで)• ロータリポンプオイルの量が少ないか、オイルが汚れている• フォアラインホースが圧迫されている• フォアラインゲージが正しくない• ロータリポンプが正しく動作していない

フォアラインの圧力が低すぎる• 圧力が 20 mTorr 未満• カラム(キャリアガス) 流量が低すぎる• 不正なキャリアガス
• カラムの詰まり、またはナットの締めすぎによる潰れ• キャリアガスの供給がないか不十分• キャリアガスチューブの曲がりまたは詰まり• フォアラインゲージが正しくない

真空マニホールドの圧力が高すぎる• 圧力 1.4 x 10-4 Torr 以上• 特定のカラム流量に対する圧力が、時間とともに上昇する• カラム(キャリアガス) 流量が高すぎる• 不正なキャリアガス
• 空気漏れ• ロータリポンプが正しく動作していない• ディフュージョンポンプオイルの量が少ないか、オイルが汚れている• ゲージコントローラの故障• イオンゲージチューブの不良
真空マニホールドの圧力が低すぎる• 圧力が 1.4 x 10-4 Torr 未満• カラム (キャリアガス) 流量が低すぎる• 不正なキャリアガス
• カラムの詰まり、またはナットの締めすぎによる潰れ• キャリアガスの供給がないか不十分• キャリアガスチューブの曲がりまたは詰まり• ゲージコントローラの故障• イオンゲージチューブの不良

www.agilent.com/chem/GC:jp167

Agilent 部品および消耗品

ディフュージョンポンプ
ディフュージョンポンプオイルは、特に問題を示す現象が観察されなければ、年に 1 度交換すれば十分です。ディフュージョンポンプオイルを確認するためには、MSD を大気開放する必要があります (5977/5975/5973 を除く)。そのため、他のメンテナンスのために機器を大気開放したときに合わせてオイルを確認することをお勧めします。

オイルレベルの確認方法
5977/5975/5973 シリーズ
• 点検窓からオイルの深さを計測します。推奨の総オイル量は約 37 mL です。5977/5975/5973 には2 本のオイルを使用します。

5977A シリーズ GC/MSD システム

168

Agilent 部品および消耗品

静音ボックス
アジレントは GC/MS ロータリポンプのメンテナンス (オイル量の視認、オイル交換、オイル追加、オイル漏れの清掃など) の頻度と騒音を低減するソリューションを開発しました。
静音ボックス GC/MS は、アジレントの LC/MS システムおよび他社の GC/MS システムで使用される
ロータリポンプの騒音を低減し、移動やメンテナンスも容易です。
静音ボックス GC/MS は、Agilent DS42、Agilent DS42i、Pfeiffer Duo 2.5、Edwards E2M1.5 など、多くのラボで使用されているロータリポンプモデルに適合します。この静音ボックスモデルは、Agilent
5977 GC/MS、5975 GC/MS、および 5973 GC/MS システムに適合します。

静音ボックス GC/MS

詳細については、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。
静音ボックス
静音ボックス GC/MS

G6014A

G6012A 静音ボックス DS は 7200 GC-QTOF 用で、フィルタを拡張し、密閉を高める必要があります。

静音ボックス DS
静音ボックス DS

G6012A

フィルタエクステンダチューブ、NW 25 x 100 mm*

5188-1181

締め付けリング、NW 20/25、ステンレス*

0100-0549

コーシール、NW 20/25、フィルタエクステンダチューブ*

0100-1597*静音ボックス DS および 7200 GC-QTOF の使用に必要な部品

静音ボックス GC/MS、オープンアクセスカバー付き

ヒントとテクニック
ロータリポンプの騒音抑制については、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

静音ボックス DS、G6012A

www.agilent.com/chem/GC:jp169

Agilent 部品および消耗品

ロータリポンプ
ロータリポンプ中のオイルは、用途にもよりますが、平均 6 ヶ月ごとに交換してください。フォアライントラップがあるシステムの場合、オイル交換後もモレキュラーシーブを交換する必要があります。
ポンプオイルには触れないでください。サンプル由来の残留物が有毒である場合があります。使用済みオイルは適切に廃棄してください。

ロータリポンプ

ポンプオイル
品名

6040-0834

ディフュージョンポンプオイル、18.5 mL

6040-0809*

オイルミスト排気フィルタ

G1099-80039

Inland 45 ポンプオイル、1 ガロン

6040-0798

フォアライン (粗引き) ポンプオイル、1 L

8829951700

真空ポンプ用オイル、1 L、石油ベース、7000 シリーズで使用

6040-1361

オイル、RV3/RV5 ポンプ用 Edwards ウルトラグレード

G6600-85002*5977、5975、および 5973 シリーズ用に 2 本必要

一般的なポンプオイルの交換方法

170

部品番号

ロータリポンプオイル、Inland 45、1 L

1.

MSD を停止し、大気開放を実施します。

2.

ロータリポンプのドレインプラグの下に容器を置きます。

3.

ポンプ上部にある充填キャップを取り外します。

4.

ポンプからドレインプラグを取り外します。

5.

ドレインプラグを元どおりに取り付け、充填口からポンプオイルを注ぎます。

6.

充填口のキャップを締め直します。

7.

MSD の電源ケーブルを再び接続します

8.

装置マニュアルの手順に従い、MSD を起動させ、真空排気します。

Agilent 部品および消耗品

7000 トリプル四重極 GC/MS
優れた精度、信頼性、検出下限を実現
7000C トリプル四重極 GC/MS は、複雑なマトリックスのサンプルでも高精度の定量結果と信頼性の高い同定を実現します。7000C MSと 7890B GC のシステムでは、ダイレクトコミュニケーションの機能により、消費する電力やガスの量を削減し、メンテナンスが中断している場合にアラートをオペレータに送信するなど、ラボのオペレーションを改善します。Agilent MassHunter ソフトウェ
アには拡張された MRM 最適化ツールが含まれるため、チューニングから報告書作成までの完全な制御が可能になると同時に、ワークフローが簡素化されます。

• 第二世代のエクストラクタイオン源 : 熱性能がさらに向上した高感度の EI エクストラクタイオ
ン源により、複雑なマトリックスのサンプルでも信頼性の高い微量測定が行えます。設置時の機器の検出下限は、オクタフルオロナフタレンで 4 fg 以下です。

• 双曲型四重極により性能が 1050 u まで向上します。アジレント独自のゴールド四重極の安定性によりアナライザを 200˚C まで加熱できるため、低温で動作する金属四重極で問題になる汚染のおそれが排除されました。

• トリプルアクシス HED-EM 検出器では、HED-EM のダブルオフアクシスポジションによりニュー
トラルノイズが削減されます。

• MRM 最適化ツールにより、自動化された、効率的でカスタマイズが容易な MRM メソッド開発が可能になります。

• バックフラッシュ、Dean スイッチ、または複数の検出器用のスプリッタなどのキャピラリ・フ
ロー・テクノロジー (CFT)、により GC の機能を拡張することができます。CFT によって信頼性が高く、リークのないオーブン内接続が可能になります。

• ヘリウム節約モジュールは、システムのスタンバイ時に代替キャリアガスに変更することで、
GC および GC/MS システムのヘリウム消費量を削減します。キャリアガスの変更と、スリープおよびウェイク状態での流量はユーザーが設定します。ヘリウム節約モジュールによって、代替
キャリアガスへの変換時に必要なメソッドの再検討が不要になります。

• 農薬および環境汚染物質データベースにより、シンプルで柔軟性の高い MS/MS メソッド開発に役立つ包括的な情報が得られます。

• リテンションタイムロッキングソフトウェアにより 1 台の Agilent GC のリテンションタイムを別の GC で再現することができ、同じメソッドを世界中で使用することができます。
• GC および MS の状態 (注入カウンタ、動作時間、装置ログ、消耗部品の使用回数・時間) をモニ
タリングするアーリーメンテナンスフィードバック (EMF) によって、より効率的なメンテナンスの計画を支援します。

7000C トリプル四重極 GC/MS

www.agilent.com/chem/GC:jp171

Agilent 部品および消耗品

1

2

3

5

6

4

7

7000 トリプル四重極 GC/MS インタフェース部品および標準
番号

品名

入数

部品番号

1

OFN、100 fg/µL

3 x 1 mL アンプル

5188-5347

OFN、10 fg/µL

3 x 1 mL アンプル

5190-0585

OFN、1 pg/µL

3 x 1 mL アンプル

5188-5348

ベンゾフェノン、100 pg/µL

5 アンプル

8500-5440

PFHT 高質量チェックサンプル、10 µg/mL PFHT (トリス(ペルフルオロ-ヘプチル)-s-トリアジン) のヘキサン溶液

3 x 1 mL アンプル

5188-5357

キャピラリカラムロングフェラル

10 個

5181-3308

250 µm ポリイミド/グラファイトフェラル

10 個

5181-3323

0.5 mm ポリイミド/グラファイトフェラル

10 個

5062-3506

0.3 mm、100 µm ポリイミドフェラル

10 個

5062-3507

2

ヒントとテクニック
推奨するセルフタイトカラムナットなどの MS インタフェース接続オプ
ションをご覧ください。

3
4

38 ページをご覧ください

MS インタフェースカラムナット、メスネジ
UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル、内径 0.4 mm

10 個

G3188-27501

UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル、内径 0.5 mm

10 個

G3188-27502

UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル、内径 0.8 mm

10 個

G3188-27503

UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル、穴なし

10 個

G3188-27504

5固定ナット、フレキシブルメタルフェラル付きのMS インタフェース用

G2855-20555

6

MS インタフェースカラム取り付けツール、
5973 シリーズ、5975 A/B/C/C TAD/E、5977 シリーズ、
および7000 シリーズ用。5975T には非対応

G1099-20030

フェラル固定用ツール

G2855-60200

オープンエンドレンチ、1/4 および 5/16 インチ

8710-0510

ナイロン手袋、リントフリー (大)717205988-20066

セルフタイトカラムナット、MS インタフェース用

1組

8650-0030
5190-5233

Agilent 部品および消耗品

127000 トリプル四重極リア分析チャンバ
番号

品名

入数

部品番号

1

高真空用グリース

25 g

6040-0289

2

エレクトロマルチプライヤホーン

G7000-80103

トリプルアクシスエレクトロンマルチプライヤ交換用ホーン

G3170-80103

ヒントとテクニック
Agilent 7000C トリプル四重極 GC/MS の詳細については、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp173

Agilent 部品および消耗品

7000 トリプル四重極 GC/MS 部品と消耗品
高性能と操作性を追及して設計された 7000 トリプル四重極 GC/MS は、分析が困難なサンプルの超微量、高速 GC/MS/MS 定量を実現します。 Agilent 7890 GC と組み合わせることで、最高のGC/MS/MS システムを構築できます。

7000 シリーズトリプル四重極 GC/MS

低ノイズ EM ホーン、G3170-80103

綿棒、5080-5400

174

メンテナンス用部品
品名

部品番号

研磨用シート5061-5896

アルミナ粉末、研磨用、100 g

393706201

リントフリー布、100 % 綿、15 枚

05980-60051

リントフリー布、100 % 綿、300 枚

9310-4828

GC/MS のクリーニング用綿棒

5080-5400

ナイロン手袋、リントフリー (大)8650-0030

ナイロン手袋、リントフリー (小)8650-0029

高真空用グリース

6040-0289

トリプルアクシスエレクトロンマルチプライヤ交換用ホーン

G3170-80103

フィラメントアセンブリ、高温用 (EI)

G7005-60061

フィラメントアセンブリ (CI)、2 個

G7005-60072

マニホールド真空ゲージ

G1960-80303

PFTBA と PFDTD テストサンプル用交換用ガラスバルブ

G3170-80002

Agilent 部品および消耗品

7200 Q-TOF GC/MS
最高の検出選択性と、ターゲット化合物と未知化合物の確実な分析
複雑なマトリックスの分析には最高の定量 GC データが必要です。Agilent 7200 Q-TOF はこのようなニーズにお応えし、ガスクロマトグラフィー専用に開発された世界初の Q-TOF です。
7200 Q-TOF には、実績のあるAgilent 7890 シリーズ GC の分離能力と 7000 シリーズトリプル四
重極 GC/MS および 6500 シリーズ LC/Q-TOF システムの MS コンポーネントが組み合わされています。堅牢な GC/MS 操作、卓越した選択性、高感度のフルスペクトル取り込み、高速のデータレート、および精密質量情報を実現することで、分子キャラクタリゼーションや構造解析を容易にする精密質量データが得られます。

• 優れた分解能と質量精度 : 低 ppm レベルの質量精度と、シングル四重極 MS の 15～50 倍という分離能との組み合わせにより、ターゲット化合物、非ターゲット化合物、未知化合物の分析の信頼性が向上します。さらに、7200 GC/Q-TOF は、広い質量範囲と濃度範囲で複数のイベントを記録するデュアルアナログ/デジタル (ADC) 検出を採用したデュアルゲイン
アンプを使用しています。

7200 Q-TOF GC/MS• 高いサンプリングスピード (32 Gbit/s) : 4 GHz ADC のエレクトロニクスにより、低アバンダ
ンスサンプルでも優れた分解能、質量精度、感度が得られます。

• 24 時間 365 日の質量精度 : 真空遮蔽シェルに密封されたアジレント独自の INVAR フライト
チューブにより、温度変化に対しても、常に質量精度が維持されます。

• 高速の高品質 MS/MS スペクトル : イオンはアジレント独自のヘキサポールコリジョンセル
で加速されます。

• 迅速なルーチンメンテナンス : 取り外し可能なイオン源により、イオン源全体、レンズ、
およびフィラメントをすばやく交換できます。高真空質量分析装置の排気は不要です。

• 低い検出限界と優れた直線性 : 四重極 MS よりも優れた感度でのフルスペクトル取り込み
により、低 pg レベルにおいてほとんどの化合物の精密質量スペクトルを採取することができます。デュアルゲインモードにより、ダイナミックレンジが 105 にまで広がります。
• 比類のない MS/MS 選択性 : 高分離能 MS/MS の検出選択性は他の MS/MS アナライザを大きく凌ぎます。精密質量プロダクトイオンスペクトルにより、ターゲットおよび非ターゲッ
ト化合物の確認や、未知化合物の解明が容易になります。

• Agilent MassHunter ソフトウェアは、定性、定量、および確認のための価値あるツールを提供します。EI または CI データ用に最適化されたデコンボリューションコンポーネントを適用することで複雑なサンプル中の化合物を検出し、ライブラリ検索の結果と分子およびフラグメントイオンについて算出した式を組み合わせて化合物の同定を簡略化できます。また、質量分析を中心としたプログラムである Mass Profiler Professional を使用して、複数のデータファイルで多変量統計解析を実行することができます。

www.agilent.com/chem/GC:jp175

Agilent 部品および消耗品

2

3

1

7200A Q-TOF CI キャリブレーションバルブ
番号

品名

1

PFTBA と PFDTD テストサンプル用交換用ガラスバイアル

入数

PFDTD キャリブラント、GC/MS 用、ペルフルオロ-5,8-ジメチル-3、6,9-トリオキシドデカン

部品番号05980-20018
1 mL

8500-8510

5975 キャリブラントバルブ

G3170-80002

2

CI キャリブレーションバルブアセンブリ

G1999-60452

3

PFDTD キャリブラント、GC/MS 用、ペルフルオロ-5,8-ジメチル-3、6,9-トリオキシドデカン

認定ノンスティックフルオロカーボン O-リング

1

10 個
1 mL

5188-5365

入数

部品番号

8500-8510

2

37200A Q-TOF EI キャリブレーションバイアル

176

番号

品名

1

5975 キャリブラントバルブ

2

認定ノンスティックフルオロカーボン O-リング

3

PFTBA MS サンプルキット

G3170-80002
10 個
0.5 mL

5188-5365
05971-60571

Agilent 部品および消耗品

2

1

7200A Q-TOF IRM バイアル
番号

品名

1

PFTBA と PFDTD テストサンプル用交換用ガラスバイアル

入数5975 キャリブラントバルブ
2

部品番号05980-20018
G3170-80002

GC/TOF 用 IRM キャリブラント

1 x 0.5 mL

5190-0531

PFTBA サンプル、検査証付

10 g

8500-0656

ヒントとテクニック
Agilent 7200 Q-TOF GC/MS の詳細については、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp

177

Agilent 部品および消耗品

240-MS 用部品および消耗品
Agilent 240-MS は、研究開発・ルーチン分析のどちらの分野においても信頼性の高いデータを提供
するイオントラップ型の GC/MS です。独自の内部イオン化法に加え、最新技術のパルス式外部イ
オン化法、さらに世界初のハイブリッド CI 法が使用できます。ハードウェア増設の必要のない
MS/MS や MSn により、マトリクスの影響を軽減した分析や、より詳細な構造情報を得る分析を行うことが可能です。ソフトウェアは、生産性の向上、レポートの作成、規制の準拠に必要なツールをすべて備えています。

• 微量の対象化合物を高い精度で同定および定量• 比類のない感度 (200 fg の OFN フルスキャン)• 内部または外部イオン化構成を選択可能• パワフルな MS/MS および CI オプション• 低いメンテナンス頻度と高い信頼性• 生産性を向上する直感的なソフトウェア

ヒントとテクニック
他社製機器用の GC 消耗品が必要な場
合は、ブルカー /バリアン GC システ
ム用 Agilent CrossLab 消耗品をご確認ください。

206 ページをご覧ください

178

Agilent 部品および消耗品

240-MS 用部品および消耗品
品名

部品番号

マニホールド O-リング

393010924

トランスファライン内部 O-リング

393010920

トランスファライン外部 O-リング (マニホールド側)

393010918

内部イオン化用フィラメント (1 つのディスク上に 2 つのフィラメント)

392017401

内部イオン化用トランファラインチップ

393171201

外部イオン化用フィラメント (シングルフィラメント)

393161001

エンドキャップ電極、SilChrom

393164493

電極セットキット、SilChrom、DFC (不活性) 試験済み
内容 : エンドキャップ電極 x 2、RF 電極 x 1、クリーニング手順書

9300003590

RF 電極、SilChrom

393167593

スペーサ、RF、Silco 石英

393053502

エレクトロンマルチプライア

393175101

トランスファラインアセンブリフィールドアップグレードキット
内容 : トランスファラインおよび真空マニホールド用の側面設置ブロックのセット

393101291

EPA メソッド 524.2 および 8260B 用揮発性化合物キット

393082491

TSP (ChromatoProbe) 用マイクロバイアル、100 個

392567111

GC/MS 用標準試料
評価標準 (内部 EI および CI)、2 pg/µL OFN、5 pg/µL、ベンゾフェノン

393112601

性能評価用サンプル、外部イオン化 EI 用 (5 pg/µL OFN)

393112702

ベンゾフェノン CI 感度標準、50 pg/µL

392030500

外部 NCI 用試験標準 (1 pg/µL DFB)

393113001

チューニングキャリブレーション用化合物、PFTBA (FC-43)

392035300

GC/MS カラムテストミックス

392027300

真空消耗品

オイルミスト排気フィルタ、DS42393847701

オイルミスト除去装置

2735000500

静音ボックス GC/MS

G6014A

オイル排気フィルタ用交換カートリッジ、2 個

2710100200

フォアライン (粗引き) ポンプオイル、1 L

8829951700

プレミアムフォアライン (粗引き) ポンプオイル、1 L

8829953800

IDP-3 ドライスクロールポンプチップシールメンテナンスキット

2710100400

IDP-3 ドライスクロール交換用モジュール

2710100500

www.agilent.com/chem/GC:jp179

Agilent 部品および消耗品

220-MS 用部品および消耗品
Agilent 220-MS は、高い感度と柔軟性を備えたイオントラップ型 GC/MS であり、幅広いアプリケー
ションにおいて卓越した定量および定性データを提供します。このシンプルで堅牢なシステムは、操作と保守が容易です。

• 微量化合物を高精度で同定および定量• 高度なアプリケーションのためにパワフルな CI および MS/MS アップグレードを利用可能• メンテナンス時間を短縮し、分析時間を増加

220-MS 用部品および消耗品
品名

部品番号

エレクトロンマルチプライアアセンブリ

393031501

出口用エンドキャップ電極、クロム

393050292

出口用エンドキャップ電極、SilChrom

393050293

フィラメントエンドキャップ電極、クロム

393050392

フィラメントエンドキャップ電極、SilChrom

393050393

RF リング電極、クロム

393050492

RF リング電極、SilChrom

393050493

SilChrom 電極と Silco 石英スペーサのセット一式

393001991

スペーサ、RF、石英

393053501

スペーサ、RF、Silco 石英

393053502

ワイヤコネクタ付きフィラメントディスクアセンブリ

393060191

フィラメントディスクアセンブリ
3 本のワイヤコネクタを取り付ける必要があります。

392043700

熱電対真空計2722990700

2x0-MS 用 MS 拡張消耗品キット
内容 : PFTBA キャリブレーション用化合物、キャリブレーションガスガラス製チャ
ンバ、キャピラリインジェクタナット、O-リング、綿棒、エンドキャップインシュ

393011391

レータ、真空ポンプオイル

GC/MS 用標準試料

180

ベンゾフェノン CI 感度標準、50 pg/µL

392030500

チューニングキャリブレーション用化合物、PFTBA (FC-43)

392035300

ヘキサクロロベンゼン EI 性能評価用サンプル、2 pg/mL

392047100

GC/MS カラムテストミックス

392027300

Agilent 部品および消耗品

GC/MS 用標準試料
GC/MS アナライザキット標準試料 (日本では販売していません)
品名

部品番号

GC/MS 半揮発性物質アナライザチェックアウト試料

5190-0473

3 in 1 環境アナライザ用 Solvents plus 確認用ミックス

G3440-05012

GC/MS 農薬アナライザ内部標準、塩化メチレンに 1000 µg/mL のフェナントレンd10、4 x 1 mL

5190-0472

農薬アナライザチェックアウト溶液、アセトンに農薬 20 種をそれぞれ 10 µg/mL、

5190-0468

MS 標準サンプル5 x 1 mL
農薬チェックアウト試料、100 µg/L、3 x 1 mL

5190-0494

GC/MS 毒性チェックアウト混合液

5190-0471

残留溶媒の改訂メソッド 467、クラス 2A、1 × 1 mL

5190-0492

残留溶媒の改訂メソッド 467、クラス 2B low

5190-0513

残留溶媒の改訂メソッド 467、クラス 2B、1 × 1 mL

5190-0491

残留溶媒の改訂メソッド 467、クラス 2C、1 × 1 mL

5190-0493

残留溶媒の改訂メソッド 467、クラス 1

5190-0490

バイオディーゼル用ブタントリオール内部標準試料 #1

5982-0024

バイオディーゼル用トリカプリン内部標準試料 #25982-0025

農薬リテンションロッキング標準、n-ヘキサンに農薬 3 種をそれぞれ 10 µg/mL、

5190-1441

3 x 1 mL
グリセロールキャリブレーション標準キット、5 x 1 mL

G3440-85028

標準グリセリド、原液、THF 溶液、1 x 2 mL

G3440-85018

FAME リテンションタイム用標準試薬、トルエン溶液、5 x 2 mL

G3440-85027

ナノデカン酸メチル、トルエン溶液、5 x 10 mL

G3440-85026

Solvents-Plus 確認用ミックス、3 x 2 mL

G3440-85012

絶縁油ガスアナライザ確認用ミックス、17 L SCOTTY ボンベ

G3440-85007

PAH アナライザ確認用標準、5 x 2 mL

G3440-85009

C6～C12 直鎖炭化水素ミックス、3 x 2 mL

G3440-85013

天然ガスアナライザ確認用ミックス、14 L SCOTTY ボンベ

G3440-85017

メチルヘプタデカン酸-d33、ドデカン溶液、3 x 2 mL

G3440-85029

血中アルコールアナライザ用エタノールキャリブレーションキット

G3440-85035

血中アルコールアナライザ用多成分アルコールキット

G3440-85036

www.agilent.com/chem/GC:jp

181

Agilent 部品および消耗品

MS テストおよび評価用サンプル
品名

部品番号

5977/5975

5973

5972

シリーズ シリーズ シリーズ

GCD

7000

7200

3

3

3

3

シリーズ シリーズ

チューニングサンプル

EI チューン

PFTBA サンプル、検査証付、10 g、5.32 mL

8500-0656

3

3

CI チューンPFDTD キャリブレーション化合物

8500-8510

3

3

3

3

3

3

性能評価用サンプル

EI

OFN、1 pg/µL

5188-5348

ヘキサクロロベンゼン 10 pg/µL、1 ng/µL

8500-5808

MSD サンプラ

05970-60045

3
3

ネガティブモード CI OFN、100 fg/µL

5188-5347

3

ポジティブモード CI ベンゾフェノン、100 pg/µL

8500-5440

3

1 pg/µL OFN、5 pg/µL BZ

3

3

3
3

393065201

チェックアウトサンプル

高質量

PHFT、100 pg/µL

5188-5357

3半揮発性化合物

GC/MS チューニング用標準サンプル、DFTPP

8500-5995

3

3

3

3

揮発性

p-ブロモフルオロベンゼン (BFB)、25 µg/mL

8500-5851

3

3

3

3

MSD サンプラ

05970-60045
ドデカン、ビフェニル、p-クロロジフェニ
ル、およびパルミチン酸メチルのイソオクタン溶液。1.0 mL アンプル 6 個 :10 ng/µL x 4、
100 ng/µL x 1、100 pg/µL x 1。

3

3

3

3

ヒントとテクニック
各 GC/MS には固有のテストおよび評価用のサンプルがあります。サンプルについては、表を参照してください。
特に記載がない限り、容量は 0.5～1 mL です。

182

3

Agilent 部品および消耗品

アジレントシリンジ
お客様の日常分析におけるサンプル注入用に、マニュアル注入用、オートインジェクタ用など、さまざまな種類のシリンジを用意しています。
オートサンプラ用シリンジ、マニュアルシリンジのいずれを使用する場合でも、正しいシリンジを選択するためには 2 つの要素があります。1 つはサンプルの種類を見極めることと、もう 1 つは注入に必要な最小の容量を判断することです。アジレントでは 2 種類のシリンジを販売しています。

気体および液体用 PTFE チップ付きシリンジ
PTFE チップシリンジには、しっかり密封できる精密加工のプランジャチップがあり、操作中にチップでバレル内部を拭い、サンプルが残らないようにします。この機能により、プランジャの動きを悪くする沈殿物が堆積しにくいので、粘度の高いサンプルや、不均一性のサンプルの場合に特に役立ちます。ほとんどのPTFEチップシリンジについて、交換用プランジャアセンブリが販売されています。

液体用標準プランジャシリンジ
標準プランジャシリンジはガラスバレルの細部までしっかりフィットするステンレス製プラン
ジャを備えており、液体をしっかりと密閉します。標準プランジャシリンジは沈殿やガラスに吸着しやすい均一なサンプルに適しています。注 : 交換用プランジャはありません。

シリンジの特長
ニードル交換型
オートサンプラシリンジ

ニードル

ターミネーション

目盛り

バレル

フランジ

プランジャ

ニードル固定型マニュアルシリンジ
プランジャチップ (PTFE)
模式図 (実寸とは異なります)

www.agilent.com/chem/GC:jp183

Agilent 部品および消耗品

ニードルゲージ
ニードルゲージとは、ニードルの太さのことです。ゲージは注入方法によって選択します。ニー
ドルゲージを選ぶ際は、シリンジの容量とニードルのデッドボリュームを確認することが重要です。ニードルを選ぶ際には、下のチャートを参照し、適切なサイズのニードルゲージを選択してください。

代表的なニードルサイズ
外径
ゲージ

内径
インチ

22

mm
0.71

インチ

0.028

mm
0.41

23s

0.635

0.025

0.11

0.0045

25

0.50

0.020

0.20

0.008

26s

0.47

0.01840.11

0.0045

テーパデュアルゲージ 23-26 または 23s-26s (0.64-0.47 mm)

23 ゲージの耐久性
スプリット/スプリットレス注入またはオンラインカラム注入用

シングルゲージ 23 または 23s (0.64 mm)
マイクロシールセプタム用
パックドカラム注入口用
スプリット/スプリットレス注入口用

シングルゲージ 26 または 26s (0.47 mm)
パックドカラム注入口用
スプリット/スプリットレス注入口用
注 : ゲージの後に 'S' がついたニードルは、ニードル壁が厚く、内径が小さいため、耐久性に優れています。

184

0.016

Agilent 部品および消耗品

ニードル形状ニードルには固定型と交換型があり、それぞれさまざまな種類の先端形状があります。

• 固定型ニードル (樹脂使用) : オートサンプラ用として繰り返し使用できる経済的なニードルです。
• 交換型ニードル : 1 つのシリンジで複数のメソッドを使用できます。固定型ニードルは簡便ですが、破損したり詰まってしまった場合、交換型ニードルならニードルのみが変更できます。

• ルアーチップ : 簡単かつ迅速にニードル交換ができます。シリンジフィルタまたはポンプの呼び水用に使用されます。ルアーチップは、
PTFE ニードルに適したすりガラスで、シリンジは(プランジャやニードルを取り外して)オートクレーブ処理が可能です。
• ルアーロック : ニードルがロックできることで、高い安全性を持ちます。シリンジフィルタ用またはポンプの呼び水用で用いられます。
PTFE 製、ニッケルメッキ真鍮製の KEL-F 製ロックニードル、ルアーテーパ (オス)、金属製ニードルがあります。

代表的なニードルの先端形状

HP チップ(コーンスタイルまたは
針先形状 AS とも呼ばれる)独自の設計により、セプタムの
芯抜けを抑制し、高い性能と信頼性を発揮します。

ベベルチップ(針先形状 2、BV)

サイドホール(針先形状 5)アンプルやバイアルから液体を移す場合に便利な汎用的なチップです。マニュアル GC
注入では、ベベル付きチップを使うことで、セプタムの貫通がしやすくなり、芯抜けを防止できます。

薄ゲージセプタムまたは
大容量注入に推奨。

www.agilent.com/chem/GC:jp

185

Agilent 部品および消耗品

オートサンプラシリンジシステムの生産性を最適化し、正確なサンプル操作を可能にする、
プレミアムオートサンプラシリンジ

Agilent ブルーラインオートサンプラシリンジ、
7693A ALS 用
アジレントブルーラインオートサンプラシリンジは、従来のシリンジより、プランジャの寿命を延ばし、ダウンタイムを低減することで生産性を高めます。40 年を超えるクロマトグラフィーの実績に支えられたこのシリンジには、次のような特長があります。

• 新製品 7693A 用に新たに 250 と 500 µL サイズのシリンジが加わり、シリンジ容量の種類が充実• オートサンプラのストロークメカニズムとマッチし、より正確な容量を注入可能• セプタムの芯抜けを減らし、システムのダウンタイムを減らす滑らかなニードル• 用途に合わせ、PTFE チップ付プランジャまたは金属製プランジャから選択可能
7693A ALS に搭載された
ブルーラインオートサンプラシリンジ、G4513-80204• 簡単に開封でき、環境に優しいパッケージ• 7693A および 7683 オートインジェクタで使用可能

ヒントとテクニック
GC のトラブルシューティングと GC カラムの設置に関するポスター(英語版) は、www.agilent.com/chem/GCposteroffer からご請求ください。

186

Agilent 部品および消耗品

標準プランジャブルーライン
オートサンプラシリンジ
標準プランジャシリンジはガラスバレルの細部までしっかりフィットする金属製プランジャを備えており、液体を密閉します。標準プランジャシリンジは均一なサンプルに適しています。交換
用プランジャはありません。

標準プランジャブルーラインオートサンプラシリンジ
容量 (µL)

品名

0.5

プランジャインニードルシリンジ

入数

部品番号

23/42/コーン

G4513-80229

交換用ニードル & プランジャ

1

プランジャインニードルシリンジ

23/42/コーン

6個

ストレートニードルシリンジ、
ニードル固定型
ストレートニードルシリンジ、
ニードル固定型6個

テーパーニードルシリンジ、
ニードル固定型
テーパーニードルシリンジ、
ニードル固定型

6個

ストレートニードルシリンジ、
ニードル交換型
交換用ニードル

3個

テーパーニードルシリンジ、
ニードル交換型
交換用ニードル

10

3個

ストレートニードルシリンジ、
ニードル固定型
ストレートニードルシリンジ、
ニードル固定型

6個

6個

テーパーニードルシリンジ、
ニードル固定型
テーパーニードルシリンジ、
ニードル固定型

6個

ストレートニードルシリンジ、
ニードル交換型
交換用ニードル

3個

テーパーニードルシリンジ、
ニードル交換型
交換用ニードル

23/42/HP

G4513-80213

23/42/HP

G4513-80205

26s/42/HP

G4513-80226

26s/42/HP

G4513-80212

23-26s/42/HP

G4513-80206

23-26s/42/HP

G4513-80201

23/42/HP

G4513-80234

23/42/HP

G4513-80236

23-26s/42/HP

G4513-80224

23-26s/42/HP

G4513-80225

23/42/HP

G4513-80209

23/42/HP

G4513-80202

26s/42/HP

G4513-80216

26s/42/HP

G4513-80211

23-26s/42/HP

G4513-80204

23-26s/42/HP

G4513-80200

23/42/HP

G4513-80235

ブルーラインオートサンプラシリンジ、G4513-80204

ストレートニードルシリンジ、
ニードル固定型
ストレートニードルシリンジ、
ニードル固定型

G4513-80215
G4513-80239

ストレートニードルシリンジ、
ニードル固定型
ストレートニードルシリンジ、
ニードル固定型

G4513-80205

G4513-80240

交換用ニードル & プランジャ5ブルーラインオートサンプラシリンジ、

ニードルゲージ/
長さ (mm)/チップ

3個

23/42/HP

G4513-80236

23-26s/42/HP

G4513-80218

23-26s/42/HP

G4513-80225

23-26/42/HP

G4513-80242

25

テーパーニードルシリンジ、
ニードル固定型50

テーパーニードルシリンジ、
ニードル固定型

1個

23-26/42/HP

G4513-80244

100

テーパーニードル、ニードル固定型

1個

23-26/42/HP

G4513-80243

www.agilent.com/chem/GC:jp187

Agilent 部品および消耗品

PTFE チップ付プランジャブルーライン
オートサンプラシリン

気体サンプルおよび液体サンプルに適しています。プランジャの PTFE チップがプランジャとガラスの間を密閉し、キャリーオーバーを軽減し、シリンジの寿命を延ばします。交換用プランジャも利用できます。

PTFE チップ付プランジャブルーラインオートサンプラシリン
容量 (µL) 品名

10

入数

ストレートニードルシリンジ、
ニードル固定型
ストレートニードルシリンジ、
ニードル固定型6個

テーパーニードルシリンジ、
ニードル固定型

ニードルゲージ/
長さ (mm)/チップ

部品番号

23/42/HP

G4513-80220

23/42/HP

G4513-80210

23-26/42/HP

G4513-80203*

交換用プランジャ、
ニードル固定型シリンジ用
テーパーニードルシリンジ、
ニードル固定型

G4513-80227
6個

ストレートニードルシリンジ、
ニードル交換型

交換用ニードル、G4513-80236

交換用ニードル

3個

テーパーニードルシリンジ、
ニードル交換型
交換用ニードル

25

50

100

3個

23-26/42/HP

G4513-80208

23/42/HP

G4513-80219

23/42/HP

G4513-80236

23-26/42/HP

G4513-80233

23-26s/42/HP

G4513-80225

ストレートニードルシリンジ、
ニードル固定型

23/42/HP

G4513-80228

テーパーニードルシリンジ、
ニードル固定型

23-26/42/HP

G4513-80241

ストレートニードルシリンジ、
ニードル固定型

23/42/HP

G4513-80221

テーパーニードルシリンジ、
ニードル固定型

23-26/42/HP

G4513-80223

テーパニードルシリンジ、
ニードル固定型

23-26s/42/HP

G4513-80222*7693A に含まれます。

PTFE チップ付プランジャブルーライン

オートサンプラシリンジ

7693A の拡張サンプルハンドリングシリンジキャレッジ (オプション) と併用すると、希釈や内部標準添加のようなサンプル調製時の変動を排除し、再作業の手間を軽減します。

PTFE チップ付プランジャブルーラインオートサンプラシリンジ
容量 (µL) 品名

ブルーラインオートサンプラシリンジ、G4513-60560

188

ニードルゲージ/
長さ (mm)/チップ

部品番号

250

ニードル固定型、サンプルハンドリングシリンジ 23/42/HP

G4513-60560

500

ニードル固定型、サンプルハンドリングシリンジ 23/42/HP
キャリッジ用G4513-60561

キャリッジ用Agilent 部品および消耗品

ゴールドスタンダードオートサンプラシリンジ
1 つのニードルで 2 つの利点が得られます。テーパニードルの上の部分は 23 ゲージの強度を持ち、26s ゲージの下の部分はスプリット/スプリットレス注入または 0.53 mm 内径のカラムを使用した
オンカラム注入に使用できます。標準的なプランジャはすべてステンレス製です。

テーパーニードル、23-26s ゲージオートサンプシリンジ

容量 (µL)

品名5

テーパーニードルシリンジ、ニードル固定型
テーパーニードルシリンジ、ニードル固定型

入数6個

テーパーニードルシリンジ、ニードル交換型
交換用ニードル、5 µL シリンジ用

106個

テーパーニードルシリンジ、ニードル交換型
交換用ニードル、10 µL シリンジ用

部品番号23-26s/42/HP

5181-1273

23-26s/42/HP

5181-8810

23-26s/42/HP

5182-0835

23-26s/42/HP

5181-1267

23-26s/42/HP

5181-3360

23-26s/42/HP

5181-3321

3個

テーパーニードルシリンジ、ニードル固定型
テーパーニードルシリンジ、ニードル固定型

ニードルゲージ/
長さ (mm)/チップ

5182-0832

3個

5181-3319

テーパーニードルシリンジ、ニードル固定型、PTFE チップ付きプランジャ

23-26s/42/HP

5181-3354

テーパーニードルシリンジ、ニードル固定型、 6 個
PTFE チップ付きプランジャ

23-26s/42/HP

5181-3361

交換用プランジャ、PTFEチップ付、
10 µL ニードル固定型シリンジ用
テーパーニードルシリンジ、ニードル交換型

5181-3365
23-26s/42/HP

交換用プランジャ、PTFE チップ付、
10 µL ニードル交換型シリンジ用

5181-3356
5181-3358

50

シリンジ、ニードル固定型、PTFE チップ付き
プランジャ

23-26s/42/HP

5183-0314

100

シリンジ、ニードル固定型、PTFE チップ付き
プランジャ

23-26s/42/HP

5183-2042

www.agilent.com/chem/GC:jp

189

Agilent 部品および消耗品

ストレートニードル、23/26s ゲージ (オートサンプラシリンジ)

容量 (µL) 品名

オートサンプラシリンジ

入数

ニードルゲージ/
長さ (mm)/チップ

部品番号5188-5246

1

プランジャインニードル

23/42/HP

1

交換用ニードル/プランジャ、1.0 µL シリンジ用

23/42/HP

5188-5370

0.5

交換用ニードル/プランジャ、0.5 µL シリンジ用

23-26/42/HP

5190-3193

2

プランジャインニードル

23/42/HP

5188-5247

交換用ニードル/プランジャ、2.0 µL シリンジ用

23/42/HP

5188-5371

ストレートニードルシリンジ、ニードル固定型

26s/42/HP

9301-0891

ストレートニードルシリンジ、ニードル固定型 6 個

26s/42/HP

5183-4728

ストレートニードルシリンジ、ニードル固定型

23/42/HP

9301-0892

ストレートニードルシリンジ、ニードル固定型 6 個

23/42/HP

5182-0875

ストレートニードルシリンジ、ニードル交換型

23/42/HP

5182-0834

5

交換用ニードル、5 µL シリンジ用

103個

5182-0830

ストレートニードルシリンジ、ニードル固定型

26s/42/HP

9301-0714

ストレートニードルシリンジ、ニードル固定型 6 個

26s/42/HP

5183-4729

ストレートニードルシリンジ、ニードル固定型

23/42/HP

9301-0713

ストレートニードルシリンジ、ニードル固定型 6 個

23/42/HP

9301-0725

ストレートニードルシリンジ、
ニードル固定型、PTFE チップ付きプランジャ

23/42/HP

5181-8809

23/42/HP

5183-4730

ストレートニードルシリンジ、
ニードル固定型、PTFE チップ付きプランジャ

6個

交換用プランジャ、
10 µL ニードル固定型シリンジ用

5181-8808

ストレートニードルシリンジ、ニードル交換型

23/42/HP
23/42/HP

ストレートニードルシリンジ、ニードル交換型、PTFE チップ付きプランジャ
交換用ニードル、10 µL シリンジ用

3個

5181-8811

交換用プランジャ、PTFE チップ付、
10 µL ニードル交換型シリンジ用

190

5181-8806
5181-8813

5181-3358

25

ストレートニードルシリンジ、ニードル固定型、PTFE チップ付きプランジャ

23/42/HP

5183-0316

50

ストレートニードルシリンジ、ニードル固定型、PTFE チップ付きプランジャ

23/42/HP

5183-0318

100

ストレートニードルシリンジ、ニードル固定型、PTFE チップ付きプランジャ

23/42/HP

5183-2058

Agilent 部品および消耗品

7673/7683 用オンカラムオートサンプラシリンジ
0.25 mm～0.53 mmカラム用のニードル径のシリンジで、7673/7683 オートサンプラ専用です。

7673/7683 用オンカラムオートサンプラシリンジ
容量 (µL)

5

品名ニードル交換型、シリンジのみ

入数

部品番号

0.53 mmカラム用ステンレスニードル

3個

5182-0832

0.32 mmカラム用ステンレスニードル

3個

5182-0831

0.25 mmカラム用ステンレスニードル

3個

5182-0833

プランジャボタン10 個

5181-8866

5182-0836

HP 7670/71/72 オートサンプラシリンジ
ニードルが長く通常のプランジャボタンのシリンジで、HP 7670/71/72 オートサンプラ対応です。
ニードルは、固定型と交換型があります。

HP 7670/71/72 オートサンプラシリンジ
容量 (µL)

品名ニードルゲージ/
長さ(mm)/チップ

1

ストレート、ニードル交換型

23/56/2

5182-9622

10

ストレート、ニードル固定型

23/50/HP

5182-9734

ストレート、ニードル交換型

23/50/HP

5182-9626

ストレート、ニードル固定型、PTFE チップ付

23/50/HP

5182-9799

部品番号

オートサンプラシリンジ、10 µL、ストレート、
ニードル交換型、5182-9626

ヒントとテクニック
アジレントのカラーコードマニュアルシリンジではシリンジボリュームが一目でわかるため、手動による希釈、抽出、およびサンプル前処理をさらに効率的に実行できます。
マニュアルシリンジの選択については、『クロマトグラフ用汎用部品』カタログ (資料番号 59911056JAJP) の 69～76 ページをご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp

191

CrossLab 部品および消耗品

主要ブランド GC システム用消耗品
Agilent CrossLab は、機器の性能や生産性をさらに向上する消耗品です。CrossLab GC 消耗品は、さまざまな主要ブランドの GC で使用いただけるように設計されています。

下記メーカーの GC 装置に対応しています。

• ブルカー/バリアン• CTC• パーキンエルマー• 島津製作所• サーモサイエンティフィック
生産性の向上に貢献するアジレントの CrossLab GC
消耗品は、今後もラインナップを増やしていきます。次のような消耗品を取り揃えています。

• プレミアムノンスティック
注入口セプタム• ウルトライナート注入口ライナ• ライナ O-リング• カラムフェラルとナット• オートサンプラシリンジ• バイアルとキャップ (アジレントの『クロマトグラフ用汎用部品』カタログ(資料番号 5991-1056JAJP) の「CrossLab
バイアルとキャップ」の項を参照)

Agilent CrossLab には次のメリットがあります。
• 40 年以上にわたるクロマトグラフィーの知識• アプリケーションサポート• ルーチンアプリケーションや困難なアプリケーションに最適な消耗品• 充実した技術サポートと迅速なデリバリー• 一括購入の利便性と経済性• すべてに 90 日間の保証

Agilent CrossLab 対応メーカー

192

ブルカー/バリアン

CTC

パーキンエルマー

島津製作所

サーモサイエンティフィック

他

CrossLab 部品および消耗品

Agilent CrossLab 注入口ライナ
ライナは注入口システムの最も重要な部分であり、ここでサンプルが気化され、キャリアガスと混合されます。CrossLab GC 注入口ライナは、ライナ構成とケミストリの完璧な組み合わせによりアプリケーションの課題を解決します。
新しい革新的なウルトライナート不活性処理、または広く使用されているアジレント独自の不活性処理 (アジレントオリジナルの不活性処理 ) のいずれかの処理が施された、スプリット、スプ
リットレス、PTV、およびその他の注入口ライナからお選びいただけます。CrossLab ライナには部
品番号とロット番号がシルクスクリーン印刷されているため、識別や再注文がこれまでになく容易になりました。

ウルトライナート不活性処理済み
Agilent CrossLab ライナ
高感度分析用に開発されたアジレントのウルトライナート不活性処理により、ガラスウール入りのライナでも極めて高い表面の不活性度が実現します。ウルトライナートのケミストリは、ライナの活性度を強調し、評価するように設計された一連の試験を使用して開発されています。その結果、ライナは次の特長を備えています。

• 再現性 – 最高レベルの一貫性のある不活性度により、酸や塩基などの活性化合物に対応• 堅牢性 – エンドリン/DDT の 100 回連続注入 (< 20 % の劣化) で試験を実施し、微量 (0.5 ng オンカラム) の高活性化合物がある場合でもグラスウールを使用可能• 信頼性 – ロット試験で不活性度を確認することにより、微量 (2 ng オンカラム) の酸性および塩
基性プローブを使用した一貫性のある効率的な不活性処理を保証。ブリードやバックグラウン
ドコンタミネーションは低い、またはゼロ
ウルトライナートライナは、アジレント独自のタッチレスパッケージで提供されます。タッチレ
スパッケージは新しい清潔なライナに手を触れることなく、迅速かつ簡単にライナを交換できます。接触による汚染のリスクも生じません。

CrossLab ウルトライナートライナのタッチレスパッケージのデモンストレーションはwww.agilent.com/chem/CLTouchless でご覧いただけます。

ライナの交換頻度は、次の点を考慮して決定します。
• それまでの使用パターン• サンプルのクリーンさ• 異常なクロマトグラムの発生
3 ピーク形状の変化
3 ピークの違い
3 低い再現性
3 サンプルの熱分解
3 活性対象化合物のレスポンスの低下
または分解

キャップ側をしっかりと握ってライナを固定し、プラスチック
チューブを外します。

ライナの位置を注入口に合わせ、ゆっくりと下げて離します。

O-リング (別売) を取り付けます。

Agilent CrossLab ウルトライナートタッチレスライナパッケージには、設置ガイドが付いているので取り付けが簡単です。

www.agilent.com/chem/jp193CrossLab 部品および消耗品

ガラスウール入りでも、Agilent CrossLab ウルトライナート注入口ライナは、
堅牢性、再現性と信頼性の高い不活性な GC フローパスを確保します。
法医学塩基性薬物試験の分析例
カラム :DB-5ms Ultra Inert
122-5512UI
15 m x 0.25 mm、0.25 µm

サンプル :

GC/MS 法医学/毒物アナライザ用
Agilent CrossLab ウルトライナートシングルテーパライナ、ウール入り
5 mg/L チェックアウト混合液
4(P/N 5190-0471)
3

注入 :オーブン :

高いレスポンス

1 µL スプリットレス 280 °C(0.75 分間保持)
100 °C (0.5 分)～20 °C/min～
325 °C (2.5 分)

1

MSD、イオン源温度 300 °C、
四重極温度 150 °C、
トランスファライン 300 °C、
取り込みモード、SIM/スキャン

2. テマゼパム
3. フルニトラゼパム

2

5

6

4. ヘロイン優れた
ピーク形状

5. ニトラゼパム
6. クロナゼパム
7. アルプラゾラム

キャリアガス : He、18.74 psi (リテンションタイム
ロッキングで調整)、定圧検出器 :1. オキシコドン

7

2
1

5

6

3 4

7

他社製不活性処理済ライナ、不活性処理済ウール入り

Agilent CrossLab ウルトライナート不活性処理済みライナ (ウール入り) を使用すると、非常に活性の高い法医学塩基性薬物化合物について、他社ライナよりも高いレ
スポンスと優れたピーク形状が得られます。

アジレント独自の不活性処理済み Agilent CrossLab ライナ
フューズドシリカキャピラリカラム技術を補完するために開発されたアジレント独自の不活性処理 (アジレントオリジナル不活性処理) は、これまで長年にわたって使用されてきました。この独自のケミストリと製造プロセスは長期間不活性な状態を提供することが実証されていました
が、これまではアジレントのガスクロマトグラフ以外には使用できませんでした。現在は他社の GC システムにも使用できます。アジレント独
自の不活性処理は日常的な分析にお勧めします。

194

CrossLab 部品および消耗品

Agilent CrossLab ライナ O-リング• ライナはフルオロエラストマーまたはグラファイト O-リングで注入口にシールされます。
• グラファイト O-リングは注入口温度が 350 °C を超える場合に使用します。
• フルオロエラストマー O-リングは、変形したり崩れたりしやすいグラファイト O-リングよりも交換が簡単です。
クロマトグラフィにすぐに使用できる CrossLab フルオロエラストマー O-リングには次のような特長があります。

• 独自の 2 段階の洗浄および空焼き手順により、汚染物質の混入を防ぎます。特に微量分析、
ECD、MSD 分析には重要な工程です。
• 表面をプラズマ処理したことにより、べたつき、不純物が抑えられ、注入口の金属面に付着することがありません。

• 革新的な半透明のダイアル型パッケージによって O-リングを 1 つずつ取り出せるため、再注文が必要な時期を容易に判断することができます。

Agilent CrossLab カラムフェラル
100 % グラファイト、100 % ポリイミド、およびポリイミド/グラファイトフェラルなど、お客様のアプリケーションの要件を満たす多様なカラムフェラルを取り揃えています。
適切でないフェラルや摩耗したフェラルを使用すると、分析が不安定になり、結果の信頼性が損なわれる場合があります。不適切なフェラルはリークや汚染を引き起こす可能性があり、カラムや検出器の性能に悪影響を及ぼす原因になります。
理想的なフェラルとは、リークのないシールを提供し、さまざまなカラム外径に対応し、最小限のトルクでシールされ、温度サイクリングに耐え、カラムやフィッティングに貼り付かないものです。
最適な性能を得るためには、カラムの交換時やメンテナンス時に、フェラルを交換することを推奨します。
フェラルを取り付ける際の注意点は以下の通りです。

• 締め過ぎない - カラムナットはまず指締めし、レンチを用いて増し締めする

ヒントとテクニック
フェラルの破損は次のような状況から判断できます。

• 酸素がシステム内に漏入することによるバックグラウンドノイズ• 酸素が漏入することによるカラムブ
リード• サンプルの分解• サンプルの損失• 検出シグナル/ノイズの増加• リテンションタイムの再現性の悪化• 常に清潔さを保つ• 使用前にフェラルを空焼きする (ポリイミドとポリイミド/グラファイトのみ)• 指紋、オイルなどの汚染を防ぐ• フェラルを再利用する前に、ルーペを用いてひび割れや、欠けなどの損傷がないかを検査する• 新しいカラムやインジェクタ/検出器部品を取り付ける際には、フェラルを交換する

www.agilent.com/chem/jp195CrossLab 部品および消耗品

フェラル選択にあたっての推奨事項
フェラルの種類

上限温度 用途

グラファイト450 °C利点

注意点• キャピラリカラム用の汎用フェラル• FID と NPD に推奨• 高温およびクールオンカラムアプリ• 使いやすく安定したケーションに推奨

シール• 温度上限が高い• 取り外しが簡単• MS や酸素に敏感な検出器には不適• 柔らかいため、変形や破損しやすい• システム汚染の可能性

ポリイミド/グラ 350 °C
ファイト(85 %/15 % または 60 %/40 %)• キャピラリカラム用の汎用フェラル• MS や酸素の影響を受けやすい検出器• 耐久性に優れる• 長寿命• 再使用不可• 昇温分析時に漏れやすい• 頻繁に締め直す必要がある

ポリイミド• 恒温分析向き• 再使用でき、簡単に取り外しができる• 金属やガラスを接続する場合、優れた• 耐久性に優れる• 長寿命• 再使用でき、簡単に• 温度サイクル後に漏れの可能性• 昇温分析時に漏れやすい• 頻繁に締め直す必要がある(100 %)

280 °C(100 %)に推奨• 接続部のシール性が高い

シール性

ヒントとテクニック
恒温分析には 100 % ポリイミドフェ
ラルのみを使用してください。

196

取り外しができるCrossLab 部品および消耗品

Agilent CrossLab オートサンプラシリンジ
CrossLab オートサンプラシリンジは、正確なサンプリング操作を可能にする、自動注入用のシリンジを幅広く揃えています。CrossLab シリンジは、オートサンプラのストロークメカニズム、形式、および機能にマッチします。アジレントは、すべてのオートサンプラシリンジでこれまで以上の価値を提供します。

• 対応する適合証明書とともにバレルに直接印字されたロット番号• 明るい背景により読み取りやすいスケール (目盛り)• 環境にやさしいパッケージと廃棄物の少ない優れた設計• 箱から出してすぐに使用できる、コンタミネーションフリーの個別密封包装

代表的なニードルサイズ
外径
ゲージ

内径
インチ

23

mm
0.64

インチ

0.0248

mm
0.11

25

0.50

0.01970.20

0.007926

0.47

0.01840.11

0.00430.0043www.agilent.com/chem/jp197

CrossLab 部品および消耗品

ニードルゲージ
シングルゲージ 23 (0.64 mm)
パックドカラムインジェクタポート
スプリット/スプリットレスインジェクタ
ポート

シングルゲージ 26 (0.47 mm)
パックドカラムインジェクタポート
スプリット/スプリットレスインジェクタ
ポート

ニードル形状ニードルには固定型と交換型があり、それぞれさまざまな種類の先端形状があります。

ニードル固定型• 経済的で再現性のある注入を実現• 微量サンプルを必要とするアプリケーションに推奨• ニードルが曲がる可能性が少ない使用に推奨• 70 °C まで加熱可能

ニードル交換型• 1 つのシリンジで複数のメソッドを使用する場合に推奨• 損傷または目詰まりが発生した場合にはニードルを交換可能• 異なるアプリケーションに合わせてニードルを交換可能• 120 °C まで加熱可能

198

CrossLab 部品および消耗品

Agilent CrossLab 注入口セプタム
注入口セプタムは、サンプル導入の主要なコンポーネントです。セプタムはリークのないシールを維持し、注入口から空気を取り除きます。数多くの異なるサイズが用意されており、注入口のタイプと分析のニーズに応じてさまざまなタイプの材料で製造されています。
セプタムを定期的に交換することにより、次の問題を防ぐことができます。

• リーク
• 分解
• サンプル損失• カラムまたはスプリットベントの流量低下• ゴーストピーク• カラムの性能低下
さまざまなアプリケーションに適合する、異なる耐温性のセプタムを提供します。低温用セプタ
ムは高温用同等品よりも柔らかく、シール性が良く、耐パンク性 (注入回数) が良好です。推奨温
度以上でセプタムを使用すると、リークしたり劣化したりすることがあります。これは、サンプ
ルの損失、カラム流量の低下、カラム寿命の短縮、ゴーストなどの原因になります。問題を最小限に抑えるには、次の事項について留意してください。

• 推奨温度範囲内で使用する• 定期的に交換する• 可能であればセプタムパージを使用する• オートインジェクタを使用する• ニードルチップの摩耗を定期的に確認する

www.agilent.com/chem/jp199

CrossLab 部品および消耗品

Agilent CrossLab 注入口セプタムセレクションガイド
直径 (mm)機器モデル

ブルカー、バリアン*

1177 スプリット/スプリットレス注入口

91078/1079 温度プログラム気化注入口

11.51093 オンカラム注入口

11

7/16

1075/1077 スプリット/スプリットレス注入口

11

7/16

1061 パックド/0.53 mm キャピラリカラムフ

9.5

3/8

1041 パックド/ワイドボアオンカラム注入口

9.5

3/8

Clarus システム
AutoSystem

11

7/16

11

7/16

AutoSystem XL

11

7/16

8000 シリーズ

11

7/16

Sigma シリーズ

11

7/16

スプリット/スプリットレス注入口

17

ラッシュ気化注入口

パーキンエルマー

サーモサイエンティ
フィック
Trace GC Ultra およびFocus GC

大容量スプリットレス注入口

9温度プログラム気化注入口

12.7

パックドカラム注入口

11

パックドカラム注入口

11

サーモサイエンティ
フィック
フィニガン

Trace 2000 シリーズ

9.5

9001 GC

9.5

島津製作所

すべてのモデル

島津プラグ(キャップ型)* 旧バリアンシステム (現在はブルカー製品)

セプタムの直径Shimadzu Plug
5.6 mm & 7 mm

11 mm

200

直径

GC メーカー

9 mm

11.5 mm

9.5 mm12.7 mm

10 mm

17 mm

(インチ)

1/2

CrossLab 部品および消耗品

プレミアムノンスティックセプタム
Agilent CrossLab プレミアムノンスティックセプタムは、信頼性が高くコンタミネーションのない
シールを行うように設計/製造されています。3 つ折のブリスターパッケージにより、各セプタム
は清潔に保たれ、使う分だけを簡単に取り出すことができます。

• 独自のプラズマ処理により注入口へのこびりつきがなく、クリーニングの手間がありません• ブリスターパッケージにより、各セプタムは清潔に保たれ、すぐに使えます• センターガイドにより、ニードルが簡単に貫通でき、芯抜けが少なく、寿命が延びます• 注入口に正確にフィットするように精密に成型されています• バッチごとにブリードのテストが行われています• シールとクロマトグラフの清潔さを保つための材料と設計が選択されています• 使用前にセプタムを空焼きする必要はありません

プレミアム注入口セプタムの特長まとめ
セプタムタイプ
ブリード／温度最適化セプタム (BTO)

ブリード

寿命

333

3

温度上限
注入口最高使用温度

400 °C

ノンスティック高性能グリーン

33

33

最高 350 °C

ロングライフノンスティック

3333

最高 350 °C

333 = 最適 33 = 非常に良好 3 = 良好

www.agilent.com/chem/jp201

CrossLab 部品および消耗品

Agilent CrossLab ノンスティックブリード温度最適化 (BTO)
注入口セプタム• 使用温度の範囲が最大、低ブリード• 注入口最高使用温度 400 °C• プラズマ処理により注入口へのこびりつきなし• 空焼き済みで、すぐに使用可能• 清潔さを保ち、便利なブリスターパッケージ• 低ブリードで、「MS」キャピラリカラム用に最適

ブリード/温度最適化セプタム (BTO)

9 mm、センターガイド付
9.5 mmAgilent CrossLab
50 個/pk の部品番号
8010-0217

Agilent CrossLab
100 個/pk の部品番号
8010-0218

8010-0219

8010-0220

品名BTO セプタム、8010-0223、8010-0224

10 mm

8010-0221

8010-0222

11 mm、センターガイド付

8010-0223

8010-0224

11.5 mm、センターガイド付

8010-0225

8010-0226

島津プラグ

8010-0231

8010-0232

品名

12.7 mm、センターガイド付

24 個
8010-0227

48 個
8010-0228

17 mm、センターガイド付

8010-0229

8010-0230

セプタムの比較センターガイドがない他社高温用セプタム
注入 100 回で大きな芯抜け

センターガイド付の Agilent CrossLab BTO セプタム

700 回の注入後でも非常に小さな芯抜け

202

CrossLab 部品および消耗品

Agilent CrossLab ノンスティック高性能グリーン注入口セプタム• 高温使用時に長寿命を誇るグリーンセプタム• より多くの注入回数に耐えることができる• プラズマ処理により注入口へのこびりつきなし• 注入口最高使用温度 350 °C• 他社の「グリーン」セプタムを上回る高性能• 清潔さを保ち、便利なブリスターパッケージ
ノンスティック高性能グリーンセプタム、
8010-0207、8010-0208

ノンスティック高性能グリーンセプタム

9 mm、センターガイド付
9.5 mmAgilent CrossLab
50 個/pk の部品番号
8010-0201

Agilent CrossLab
100 個/pk の部品番号
8010-0202

8010-0203

8010-0204

品名

10 mm

8010-0205

8010-0206

11 mm、センターガイド付

8010-0207

8010-0208

11.5 mm、センターガイド付

8010-0209

8010-0210

島津プラグ

8010-0215

8010-0216

品名

12.7 mm、センターガイド付

24 個
8010-0211

48 個
8010-0212

17 mm、センターガイド付

8010-0213

8010-0214

www.agilent.com/chem/jp203

CrossLab 部品および消耗品

Agilent CrossLab ノンスティックロングライフ注入口セプタム• オートサンプラ向け推奨セプタム• 寿命を伸ばし「芯抜け」を減らすために穿孔済み• 終夜運転に理想的• 最高 400 回の注入が可能• プラズマコーティングによりこびりつきがない• 注入口最高使用温度 350 °C• 45 デュロメータと柔らかいため、オートサンプラニードルにやさしい材質• 清潔さを保ち、便利なブリスターパッケージ

ノンスティックロングライフセプタム

9 mm、センターガイド付

Agilent CrossLab
50 個/pk の部品番号
8010-0233

Agilent CrossLab
100 個/pk の部品番号
8010-0234

11 mm、センターガイド付

8010-0239

8010-0240

11.5 mm、センターガイド付

8010-0241

8010-0242

品名

12.7 mm、センターガイド付

24 個
8010-0243

48 個
8010-0244

17 mm、センターガイド付

8010-0245

8010-0246

品名

ロングライフセプタム、
8010-0239、8010-0240

204

CrossLab 部品および消耗品

Agilent CrossLab 灰色汎用注入口セプタム
アジレントの CrossLab 汎用セプタムは、モールド成型によるシリコンゴムから作られており、ルーチンでの使用に適しています。このセプタムの色は灰色で、注入口温度 350 °C で 200 回以上の自動注入が可能です。

汎用セプタム9 mm

Agilent CrossLab
50 個/pk の部品番号
8010-0249

Agilent CrossLab
100 個/pk の部品番号
8010-0250

9.5 mm8010-0251

8010-0252

10 mm

8010-0253

8010-0254

品名

11 mm

8010-0255

8010-0256

11.5 mm

8010-0257

8010-0258

12.7 mm

8010-0259

8010-0260

17 mm

8010-0261

8010-0262

島津プラグ

8010-0263

8010-0264

CrossLab 汎用注入口セプタム、8010-0257

セプタムのトラブルシューティング
症状考えられる原因

処置

セプタムブリード

インジェクタヒータの電源を切る。
余分なピークが現れた場合、高温分析用に指定されたセプタムを使用するか、注入口
温度を下げる

注入中やその直後にセプタムでの漏れが多い(通常はニードルサイズが大きいことが原因)

セプタムを交換し、より小さな径のニードルを使用する

セプタムまたはカラム接続部でキャリアガス
が漏れる

漏れがないか確認し、必要に応じてセプタムを交換するか接続部を締め付ける

ゴーストピーク/うねり

大きいピークの後のベースラインが変化する

リテンションタイムが延びる

www.agilent.com/chem/jp205CrossLab 部品および消耗品

ブルカー、バリアン* GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品
1177 スプリット/スプリットレス注入口用ライナ
アジレント
ウルトラ
イナート
不活性処理

対応する
部品番号

アジレント
オリジナル
不活性処理

長さ

容量

(mm) (mm) (mm)

(µL)

対応する
入数 部品番号

シングルテーパ

4.0

6.3

78.5

1000

5個

RT207992145
SG092017

8004-0151

SG092017

8004-0101

シングルテーパ、
ウール入り

4.0

6.3

78.5

1000

5個

SG092019

8004-0152

SG092019

8004-0102

ダブルテーパ

4.0

6.3

78.5

1000

5個

SG092018

8004-0155

SG092018

8004-0105

グースネック、
ウール入り

4.0

6.5

78.5

1000

5個

392611936

8004-0170

392611936

8004-0114

凹型グースネック、
ウール入り

4.0

6.3

78.5

1000

5個

SG092010

8004-0153

SG092010

8004-0103

グースネック

2.0

6.5

78.5

250

5個

392611926

8004-0178

392611926

8004-0119

ストレート、
ウール入り

4.0

6.5

78.5

1000

5個

392611937

8004-0173

392611937

8004-0116

グースネック

4.0

6.5

78.5

1000

5個

392611927

8004-0165

392611927

8004-0113

ストレートスルー

4.0

6.3

78.5

1000

5個

RT207732145
SG092007

8004-0156

SG092007

8004-0106

ストレート、
ウール入り

4.0

6.3

78.5

1000

5個

SG092001
392611934

8004-0154

SG092001
392611934

8004-0104

フリット付、
グースネック

4.0

6.3

78.5

1000

5個

RT210462145

8004-0158

ストレートスルー

1.2

6.3

78.5

90

5個

SG092016

8004-0157

SG092016

8004-0107

品名

内径 外径

スプリット/スプリットレスライナ

スプリットレスライナ

スプリットライナ

ダイレクトライナ* 旧バリアンシステム (現在はブルカー製品)
対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab 製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

206

CrossLab 部品および消耗品

ブルカー、バリアン* GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品
1078/1079 注入口用ライナ
アジレント
ウルトラ
イナート
不活性処理

対応する
部品番号

アジレント
オリジナル
不活性処理

8004-0160

SG092038

8004-0108

392611953

8004-0118

長さ容量(mm) (mm) (mm)

(µL)

対応する
入数 部品番号

シングルテーパ

3.4

5.0

54

500

5個

グースネック、
ウール入り

2.0

5.0

54

250

5個

シングルテーパ

2.0

5.0

54

170

5個

RT207122145
SG092039

8004-0161

SG092039

8004-0109

グースネック

3.4

5.0

54

500

5個

392611945

8004-0164

392611945

8004-0112

フリット付、
グースネック

3.4

5.0

54

500

5個

RT217092145

8004-0159

フリット付、
グースネック

3.4

5.0

54

500

5個

392611946

8004-0171

SPME、ストレート

0.8

5.0

54

30

5個

392611948

8004-0176

アジレント
ウルトラ
イナート
不活性処理

対応する
部品番号

アジレント
オリジナル
不活性処理

品名

内径

外径

スプリット/スプリットレスライナ

RT209012145
SG092038

スプリットレスライナ

スプリットライナ

その他のライナ1093/1094 注入口用ライナ

品名

長さ

容量

(mm) (mm) (mm)

(µL)

対応する
入数 部品番号

内径 0.25/0.32 mm
カラム用 SPI

0.5

4.6

54

10

5個

190010906

8004-0167

内径 0.53 mm オン
カラム用 0.5 mm リ
ストリクション付
き SPI

0.8

4.6

54

30

5個

SG092034
190010907

8004-0162

内径

外径ダイレクトライナ

SG092034
190010907

8004-0110* 旧バリアンシステム (現在はブルカー製品)
対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab 製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

www.agilent.com/chem/jp207CrossLab 部品および消耗品

ブルカー、バリアン* GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品
1075/1077 注入口用ライナ

内径 外径

(µL)

対応する
入数 部品番号

アジレント
ウルトラ
イナート
不活性処理

1000

5個

8004-0163

品名

長さ

容量

(mm) (mm) (mm)

ウール入り

4.0

6.3

対応する
部品番号

アジレント
オリジナル
不活性処理

スプリットライナ

72

SG092021
190010901

SG092021
190010901

8004-0111

1060/1061 注入口用ライナ

内径 外径

(µL)

対応する
入数 部品番号

アジレント
ウルトラ
イナート
不活性処理

1000

5個

8004-0168

品名

長さ

容量

(mm) (mm) (mm)ダブルグースネック

0.9

対応する
部品番号

アジレント
オリジナル
不活性処理

ダイレクトライナ

6.3

72392611943

ライナ O-リング
対応する
部品番号

アジレント
部品番号

品名

入数

ノンスティックフルオロエラストマー O-リング、
1177 スプリット/スプリットレス、外径 6.3/6.5 mm

10 個 8850103100

8004-0201

グラファイト O-リング、1177 スプリット/スプリットレス、
外径 6.5 mm

10 個 392611930

8004-0202

グラファイト O-リング、1177 スプリット/スプリットレス、
外径 6.3 mm

10 個 392611935

8004-0203

グラファイトライナシール、1078/1079 注入口、内径 5 mm

10 個 392534201

8004-0204* 旧バリアンシステム (現在はブルカー製品)
グラファイト O-リング、8004-0202

208

対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab
製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

CrossLab 部品および消耗品

ブルカー、バリアン* GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品

カラムフェラル
キャピラリカラムフェラル
インジェクタ

適合サイズ
(インチ)

フェラル内径

カラム内径

(mm)

(mm)

ホール

入数

対応する
部品番号

アジレント
部品番号

1

10 個

CR213103

8004-0211

60 % ポリイミド/40 % グラファイトキャピラリカラムフェラル

1177、1079

1177、1079、1061、1041

1/16

0.3

1/16

0.425

0.18 以下
0.25

2

10 個

CR213124

8004-0213

1/16

0.425

0.25

1

10 個

CR213104

8004-0212

1/16

0.5

0.32

1

10 個

CR213105

8004-0214

1/16

0.5

0.32

2

10 個

CR213125

8004-0215

1/16

0.8

0.53

1

10 個

CR2131088004-0216

0.3

0.18

1

10 個

CR212103

8010-0306

1/16

0.4

0.25

1

10 個

1/16

0.425

0.25

1

10 個

CR212104

8004-0219

1/16

0.5

0.32

1

10 個

CR212105

8010-0308

1/16

0.5

0.32

2

10 個

CR212125

8004-0218*

1/16

0.8

0.53

1

10 個

CR2121088010-0309

ポリイミドキャピラリカラムフェラル

1177、1079

1177、1079、1061、1041

1/16

8010-0307

グラファイトキャピラリカラムフェラル

1177、1079

1177、1079、1061、1041

1/16

0.4

0.25

1

10 個

CR211104

8010-0301

1/16

0.5

0.32

1

10 個

CR211105

8010-0302

1/16

0.5

0.32

2

10 個

CR211125

8010-0303

1/16

0.8

0.53

1

10 個

CR2111088010-0304*1177 注入口のみ* 旧バリアンシステム (現在はブルカー製品)
対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab 製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

www.agilent.com/chem/jp209CrossLab 部品および消耗品

ブルカー、バリアン* GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品
パックドカラムフェラル
適合サイズ
(インチ)

インジェクタ

カラム外径
(インチ)

ホール

入数

対応する
部品番号

アジレント
部品番号

1/4

1/4

1

10 個

CR213400

8004-0217*

1/4

1/4

1

10 個

CR211400

8010-0305*

フェラル内径(インチ)

60 % ポリイミド/40 % グラファイトパックドカラムフェラル

1093、1061、1041

1/4

グラファイトパックドカラムフェラル

1093、1061、1041

1/4*ストレート型

カラムナット

品名

入数

対応する
部品番号

アジレント
部品番号

カラムナット、真鍮製、1177、1079、1061、または 1041 注入口

2個394955100

8004-0311

カラムナット、ステンレス製、1093 注入口

2個CP743117

8004-0312

品名

ニードルゲージ/
長さ (mm)/
チップ

対応する
シリンジ
部品番号

ニードル固定型

26/50/ベベル

ニードル交換型

26/50/コーン

ニードル固定型、
ガスタイト

26/53/サイドホール

8004-0002

ニードル交換型、
ガスタイト

25/53/サイドホール

8004-0005

ブルカー/バリアン GC システム用オートサンプラシリンジ

モジュール
バリアン

CP8400、CP8410、CP9010、CP9050
バリアン
8035、
8100、

8200

容量

(µL)
10

Agilent
CrossLab
シリンジ
部品番号

Agilent
CrossLab

Agilent
CrossLab

交換用ニードル 交換用プランジャ
部品番号
部品番号

8004-0001
SG002982

8004-0003

8004-0004、2個
8004-0007
8004-0006

8004-0007* 旧バリアンシステム (現在はブルカー製品)
対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab 製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

210

CrossLab 部品および消耗品

ブルカー、バリアン* GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品

注入口セプタム
ブリード/温度最適化セプタム (BTO)
Agilent CrossLab
50 個/pk の

品名

部品番号

対応する
部品番号

Agilent CrossLab
100 個/pk の

部品番号

9 mm、センターガイド付
9.5 mm8010-0217

CR298713

8010-0218

8010-0219

CR298705

8010-0220

10 mm

8010-0221

CR298745

8010-0222

11 mm、センターガイド付

8010-0223

CR298717

8010-0224

11.5 mm、センターガイド付

8010-0225

CR298777

8010-0226

ノンスティックブリード/温度最適化セプタム、
10 mm、50 個、8010-0221

ノンスティック高性能グリーンセプタム
Agilent CrossLab
50 個/pk のAgilent CrossLab
100 個/pk の

部品番号

対応する
部品番号

部品番号

9 mm、センターガイド付
9.5 mm8010-0201

CR246713

8010-0202

8010-0203

CR246124

10 mm

8010-0205

11 mm、センターガイド付

8010-0207

CR246225

8010-0208

11.5 mm、センターガイド付

8010-0209

CR246725

8010-0210

品名8010-0204
8010-0206* 旧バリアンシステム (現在はブルカー製品)
対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab
製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

www.agilent.com/chem/jp211CrossLab 部品および消耗品

ブルカー、バリアン* GC システム用
Agilent CrossLab 消耗品
ノンスティックロングライフセプタム

ロングライフセプタム、
8010-0239、8010-0240

Agilent CrossLab
50 個/pk の

品名

部品番号

対応する
部品番号

Agilent CrossLab
100 個/pk の
部品番号

9 mm、センターガイド付

8010-0233

CR239778

8010-0234

11 mm、センターガイド付

8010-0239

CR239287

8010-0240

11.5 mm、センターガイド付

8010-0241

CR239287

8010-0242

汎用セプタム
品名

Agilent CrossLab
50 個/pk の部品番号

Agilent CrossLab
100 個/pk の部品番号

8010-0249

8010-0250

汎用セプタム

9 mm
9.5 mm8010-0251

8010-0252

10 mm

8010-0253

8010-0254

11 mm

8010-0255

8010-0256

11.5 mm

8010-0257

8010-0258* 旧バリアンシステム (現在はブルカー製品)
対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab
製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

ヒントとテクニック
バイアルの適合性チャート、識別ガイド、推奨セプタムなどの詳細情報については、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

212

CrossLab 部品および消耗品

ブルカー、バリアン* GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品

インジェクタの交換用部品および消耗品
1177 スプリット/スプリットレスインジェクタ
アジレント
部品番号

番号 品名
インジェクタナット

392597501

インジェクタナットレンチ

390842300

2

ノブ

392597101

3

自動スタートスイッチ

390820601

4

セプタム、9 mm

1

5

1
2
3
4

BTO

8010-0217

長寿命8010-0233

高性能グリーン

8010-0201

セプタムピック

7200008400

セプタムパージヘッド

6
5
7

8
9

EFC21 (ステンレス製)
EFC21 (UltiMetal)

392597303

EFC25 または手動ニューマティクス

392597302

392597301

6

パージヘッドネジ

391866308

7

グラファイトライナ O-リング、スプリットレス、6.5 mm

8004-0202

ノンスティックフルオロエラストマーライナ O-リング、6.3 mm

8004-0201

8

ガラスライナ

8004-0165

9

インジェクタ本体

1011

ステンレス製

392599401

UltiMetal

392599411

マニュアル

392599501

10

交換用フェラルについては、CrossLab カラムフェラル情報を参照してください。209 ページ参照

11

底部ナット

8004-0311* 旧バリアンシステム (現在はブルカー製品)

www.agilent.com/chem/jp213CrossLab 部品および消耗品

ブルカー、バリアン* GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品
1079 大容量インジェクタ (LVI)
1a

1b

2

3

1a

インジェクタナット

394966601

1b

インジェクタナット

394966601

インジェクタナットレンチ

390842300

2

自動スタートスイッチ

390820601

3

セプタム、11.5 mm

BTO

8010-0225

長寿命8010-0241

高性能グリーン

8010-0209

セプタムピック

7200008400

4

セプタムサポート391867600

5

グラファイトライナシール

8004-0204

6

ガラスライナ

8004-0164

7

インジェクタ本体、EFC 型

4
5

6

7

アジレント
部品番号

番号 品名

ステンレス製

392544001

UltiMetal

392544011

8

交換用フェラルについては、CrossLab カラムフェラル情報を参照してください。209 ページ参照

9

底部ナット

8004-0311* 旧バリアンシステム (現在はブルカー製品)
89

ヒントとテクニック
バイアルの適合性チャート、識別ガイド、推奨セプタムなどの詳細情報については、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

214

CrossLab 部品および消耗品

ブルカー、バリアン* GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品
1093 クールオンカラム (COC) インジェクタ
アジレント
部品番号

番号 品名
インジェクタナット

394966601

インジェクタナットレンチ

390842300

2

自動スタートスイッチ

390820601

3

セプタム、11.5 mm

1

2

3

BTO

8010-0225

長寿命8010-0241

高性能グリーン

8010-0209

セプタムピック

7200008400

4

セプタムサポート391821100

5

ガラスライナ

4

5

6

デフォルト

8004-0162

高性能

8004-0167

6

ネジ

391866306

7

グラファイト/ポリイミドフェラル

8004-0217

グラファイトフェラル

8010-0305

8

1

ボトムナット
真鍮製

8004-0311

ステンレス製

8004-0312

7
8* 旧バリアンシステム (現在はブルカー製品)

www.agilent.com/chem/jp215CrossLab 部品および消耗品

ブルカー、バリアン* GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品
1061 パックド/530 µm キャピラリカラムインジェクタ
アジレント
部品番号

番号 品名
1a

1b

1a

インジェクタナット

390812700

1b

インジェクタナット

392595501

インジェクタナットレンチ

390842300

2

3

2

4

5

セプタム、9.5 mm

BTO

8010-0219

高性能グリーン

8010-0203

セプタムピック

7200008400

3

自動スタートスイッチ

390820601

4

ガラスライナ

8004-0168

5

インジェクタ本体、EFC23392548301

6

グラファイト/ポリイミドフェラル

8004-0217

グラファイトフェラル

8010-0305

7

交換用フェラルについては、CrossLab カラムフェラル情報を参照してください。209 ページ参照

8

底部ナット

8004-0311* 旧バリアンシステム (現在はブルカー製品)
6

7
8

216

CrossLab 部品および消耗品

ブルカー、バリアン* GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品
1041 パックド/ワイドボアオンカラム (PWOC) インジェクタ
アジレント
部品番号

番号 品名

1a

インジェクタナット

390812700

1b

インジェクタナット

392595501

インジェクタナットレンチ

390842300

2

1a

1b

3

2

セプタム、9.5 mm

BTO

8010-0219

高性能グリーン

8010-0203

セプタムピック

7200008400

3

自動スタートスイッチ

390820601

4

インジェクタ本体、EFC 型

392548201

5

グラファイト/ポリイミドフェラル

8004-0217

グラファイトフェラル

8010-0305

6

注入口インサート、ステンレス

392543101

7

交換用フェラルについては、CrossLab カラムフェラル情報を参照してください。209 ページ参照

8

底部ナット

4

8004-0311
5* 旧バリアンシステム (現在はブルカー製品)

6

7
8

www.agilent.com/chem/jp217CrossLab 部品および消耗品

ブルカー、バリアン* GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品

検出器の交換用部品および消耗品
熱伝導度検出器 (TCD)
品名

アジレント
部品番号

アダプタ TCD/DEFC キャピラリメークアップガス

392585291

アダプタ TCD/DEFC リファレンスガスキット

392585292

アダプタ TCD キャピラリメークアップガス、MPC、3800

392560591

TCD DEFC 14 (H2 以外)、2 チャネル

392561290

水素炎イオン化検出器 (FID)
アジレント
部品番号

品名
チューブコレクタ

394958700

インシュレータ #17311

2100003200

FID フレームチップジェット、0.010 インチ

200187500

FID フレームチップジェット、ナット付き、0.020 インチ

200193800

クランチワッシャ、25 個

1500334701* 旧バリアンシステム (現在はブルカー製品)

218

CrossLab 部品および消耗品

ブルカー、バリアン* GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品
パルス炎光光度検出器 (PFPD)
アジレント
部品番号

品名
光電子増倍管 (PFPD) #R647-08

392517100

O-リング、シリコン、内径 0.53 インチ、PFPD

2740292400

PFPD 光パイプ

392515500

サファイヤウィンドウアセンブリ

392514500

サファイヤウィンドウワッシャ

392514300

コンバスタサポート用レンチ

392519200

コンバスタサポート用シール

392513800

燃焼器ホルダ、2 mm

392517800

燃焼性硫黄、2 mm、クリーニング済み

392517600

コンバスタホルダ (3 mm)、クリーニング済み

392517901

リン用コンバスタ (3 mm)、クリーニング済み

392517700

PFPD フィルタアセンブリ
品名

アジレント
部品番号

ヒ素 (As)392515105

マンガン (Mn)392544391

窒素 (N)

392511901

硫黄およびリン (S および P)

392515104

リン (P)

392515102

硫黄 (S)

392515101

スズ (Sn)392515103* 旧バリアンシステム (現在はブルカー製品)

www.agilent.com/chem/jp219CrossLab 部品および消耗品

ブルカー、バリアン* GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品
PFPD 窒素モードメンテナンス
品名

アジレント
部品番号

光電子増倍管、窒素 R-5070A

392512800

O-リング、内径 0.987 インチ

2740236100

PFPD フィルタアセンブリ、窒素

392511901

PFPD 光パイプ

392515500

サファイヤウィンドウアセンブリ

392514500

サファイヤウィンドウワッシャ

392514300

熱イオン検出器 (TSD)
品名

アジレント
部品番号

TSD ビードプローブ、空焼きおよび試験なし

390607400

TSD ビードプローブ、空焼きおよび試験済み

390607401

上部 TSD インシュレータ #17310

2100003100

O-リング、30 個

2740928202

TSD コレクタアセンブリ

390607900

インシュレータ #17311

2100003200

クランチワッシャ、25 個

1500334701

FID フレームチップジェット、ナット付き、0.020 インチ

200193800

フローチューブアセンブリ

200187600* 旧バリアンシステム (現在はブルカー製品)

ヒントとテクニック
バイアルの適合性チャート、識別ガイド、推奨セプタムなどの詳細情報については、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

220

CrossLab 部品および消耗品

パーキンエルマー GC システム用
Agilent CrossLab 部品および消耗品
AutoSystem、AutoSystem XL、Clarus システム用ライナ

品名

内径

外径

長さ

容量

(mm) (mm) (mm)

(µL)

入数

対応する
部品番号

アジレント
ウルトラ
イナート
不活性処理

5個

N6502002

8003-0153

対応する
部品番号

アジレント
オリジナル
不活性処理

スプリット/スプリットレスライナ

PSS ストレート

2.0

4.0

86.2

底部リストリクション付き PSS
ストレート

2.0

4.0

86.2

260

5個

N6121004

8003-0158

PSS オンカラム

2.0

4.0

86.2

250

5個

N6101539

8003-0165

PSS ストレート

1.0

4.0

86.2

65

5個

N6121006

8003-0157

底部リストリク
ション付き
ストレート

4.0

6.2

92.1

1150

5個

N6121001

ストレート

2.0

6.2

92.1

300

5個

N6101372

ストレート
スルー

4.0

6.2

92.1

1150

5個

ストレート、
ウール

4.0

6.2

92.1

1100

5個

N6121020

8003-0160

N6121020

8003-0106

底部リストリク
ション付き
ストレート

4.0

6.2

92.1

1100

5個

N6101052

8003-0166

N6101052

8003-0111

8003-0103

N6101539

8003-0110

8003-0159

N6121001

8003-0105

8003-0162

N6101372

8003-0107

スプリット/大容量スプリットレスライナ

スプリットレスライナ

スプリットライナ

8003-0151

8003-0101(続く)
対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab 製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

www.agilent.com/chem/jp221CrossLab 部品および消耗品

パーキンエルマー GC システム用 Agilent CrossLab 部品および消耗品
AutoSystem、AutoSystem XL、Clarus システム用ライナ

内径 外径

品名

長さ

容量

(mm) (mm) (mm)

(µL)

入数

対応する
部品番号

アジレント
ウルトラ
イナート
不活性処理

5個

N6121022

8003-0155

5個

N6121000

8003-0163

対応する
部品番号

アジレント
オリジナル
不活性処理

N6121000

8003-0108

N6101703

8003-0109*

ダイレクトライナ

4.0
グースネック、上部にドリルの穴、
ウール入

6.2

92.1

パックドカラム、
ストレート

3.0

6.2

112

プログラマブルオンカラム用、
砂時計型

2.2

4.0

16

PTV、内径 0.25 mm

1.0

2.0

88

その他のライナ

リストリクション、
凹型グースネック

800

5個

70

5個

8003-0154

8003-0104*p/n 8003-0109 は不活性処理なし

ライナ O-リング

グラファイト O-リング、8003-0205

222

品名

入数

対応する
部品番号

アジレント
部品番号

ノンスティックフルオロエラストマー O-リング

10 個

N9302783

8010-0401

ノンスティックフルオロエラストマー O-リング、PSS 注入口

10 個

N6101747

8003-0202

シリコン O-リング

10 個

N6101374

8003-0203

グラファイト O-リング、PSS 注入口

10 個

N6101751

8003-0204

グラファイト O-リング

10 個

N6101378

8003-0205

対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab
製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

CrossLab 部品および消耗品

パーキンエルマー GC システム用 Agilent CrossLab 部品および消耗品

カラムフェラル
キャピラリカラムフェラル
モジュール

適合サイズ
(インチ)

フェラル内径

カラム内径

(mm)

(mm)

ホール

入数

対応する
部品番号

アジレント
部品番号

0.25

1

10 個

09920104

8010-0310

85 % ポリイミド/15 % グラファイトキャピラリカラムフェラル
1/16
0.4
AutoSystem、AutoSystem XL、Clarus
1/16
0.4

0.25

2

10 個

04972392

8010-0312

1/16

0.5

0.32

1

10 個

09920105

8010-0311

1/16

0.5

0.32

2

10 個

N9306000

8003-0216

1/16

0.8

0.53

1

10 個

09920107

8010-0313

8010-0302

グラファイトキャピラリカラムフェラル

AutoSystem、AutoSystem XL、Clarus

1/16

0.4

0.25

1

10 個

1/16

0.5

0.32

1

10 個

09903700

1/16

0.5

0.32

2

10 個

N9306001

8010-0303

1/16

0.8

0.53

1

10 個

09920141

8010-0304

8010-0301

ポリイミドキャピラリカラムフェラル

AutoSystem、AutoSystem XL、Clarus

1/16

0.3

10 個

8010-0306

0.4

0.18 以下
0.25

1

1/16

1

10 個

8010-0307

1/16

0.5

0.32

1

10 個

8010-0308

1/16

0.8

0.53

1

10 個

8010-0309

対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab 製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

www.agilent.com/chem/jp223

CrossLab 部品および消耗品

パーキンエルマー GC システム用 Agilent CrossLab 部品および消耗品
パックドカラムフェラル
モジュール

適合サイズ
(インチ)

フェラル内径
(インチ)

カラム外径
(インチ)

ホール

入数

対応する
部品番号

アジレント
部品番号

85 % ポリイミド/15 % グラファイトパックドカラムフェラル

AutoSystem、AutoSystem XL、Clarus

1/4

1/4

1/4

1

10 個

09903739

8010-0314

1/8

1/8

1/8

1

10 個

N9302081

8003-0219

1/16

1/16

1/16

1

10 個

09920127

8010-0315

グラファイトパックドカラムフェラル

AutoSystem、AutoSystem XL、Clarus

1/4

1/4

1/4

1

10 個

09920140

8010-0305

1/8

1/8

1/8

1

10 個

09903915

8003-0212

1/16

1/16

1/16

1

10 個

02450972

8003-0211

1/4

1/4

1/4

1

10 個

N9301361

8003-0223

N9301360

8003-0222

ポリイミドパックドカラムフェラル

AutoSystem、AutoSystem XL、Clarus

1/8

1/8

1/8

1

10 個

1/16

1/16

1/16

1

10 個

8003-0221

カラムナット
品名

入数

対応する
部品番号

アジレント
部品番号

カラムナット、1/16 インチ

2個

09903392

8003-0311

対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab
製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

224

CrossLab 部品および消耗品

パーキンエルマー GC システム用 Agilent CrossLab 部品および消耗品
パーキンエルマー GC システム用オートサンプラシリンジ

シリンジ
部品番号

対応する
他社交換用
ニードルおよび
プランジャ
修理キット
部品番号

8003-0005

N6101469

Agilent
CrossLab

ニードルゲージ/
長さ (mm)/チップ

対応する
他社シリンジ
部品番号

ニードル
交換型

23/70/コーン

N6101252

ニードル
交換型

26/70/コーン

ニードル
固定型

23/70/コーン

N6101251

8003-0001

AutoSystem、AutoSystem XL、Clarus

ニードル
固定型、
ガスタイト

23/70/コーン

N6101390

8003-0002

AutoSystem、AutoSystem XL、Clarus

ニードル
固定型

26/70/コーン

N6101380

8003-0003

ニードル
固定型

23/70/コーン

N6101760

8003-0004

モジュール

AutoSystem、AutoSystem XL、Clarus

容量

(µL)
0.5

AutoSystem、AutoSystem XL、ClarusAutoSystem、AutoSystem XL、ClarusAutoSystem、AutoSystem XL、Clarus550

品名8003-0007

Agilent CrossLab
交換用ニードルおよびプランジャ
修理キット
部品番号

8003-0006
8003-0008

対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab 製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

www.agilent.com/chem/jp225CrossLab 部品および消耗品

パーキンエルマー GC システム用 Agilent CrossLab 部品および消耗品

注入口セプタム
ブリード/温度最適化セプタム (BTO)
Agilent CrossLab
50 個/pk の

品名

部品番号

対応する
部品番号

11 mm、センターガイド付

8010-0223

N9302972

Agilent CrossLab
100 個/pk の部品番号8010-0224

ノンスティック高性能グリーンセプタム
Agilent CrossLab
50 個/pk の

品名

部品番号

11 mm、センターガイド付

8010-0207

対応する
部品番号

N6621028
N9306219

Agilent CrossLab
100 個/pk の部品番号8010-0208

ノンスティックロングライフセプタム
Agilent CrossLab
50 個/pk の部品番号
8010-0239

品名

11 mm、センターガイド付
ロングライフセプタム、
8010-0239、8010-0240

Agilent CrossLab
100 個/pk の部品番号
8010-0240

汎用セプタム

品名

11 mm

Agilent CrossLab
50 個/pk のAgilent CrossLab
100 個/pk の

部品番号

対応する
部品番号

部品番号

8010-0255

54019985

8010-0256

対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab
製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

226

CrossLab 部品および消耗品

島津製作所 GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品
2014 システム用ライナ
アジレント
ウルトラ
イナート
不活性処理

対応する
部品番号

アジレント
オリジナル
不活性処理

入数

対応する
部品番号

95

5個

221-48876-02 8001-0160

5.0

95

5個

220-94734-01 8001-0158

3.5

5.0

95

5個

220-94734-02 8001-0159

ストレートスルー

2.6

5.0

95

500

5個

220-94767-00 8001-0151

220-94767-00

8001-0101

ミドルリストリク
ション付き
ストレート

3.5

5.0

95

800

5個

221-41444-01 8001-0156

221-41444-01

8001-0106

ミドルリストリクション付き
ストレート、
ウール入り

3.5

5.0

95

800

5個

220-90784-00 8001-0157

ストレートスルー

3.4

5.0

95

860

5個

8001-0153

内径 0.53 mm
カラム用

2.6

5.0

95

450

5個

220-94768-00 8001-0152

内径 外径

品名

長さ

容量

(mm) (mm) (mm)(µL)

シングルテーパ、
ウール入り

3.5

5.0

ダブルテーパ、上部ドリルホール

3.5

ダブルテーパ、
下部ドリルホール

スプリットレスライナ

スプリットライナ

8001-0103

ダイレクトライナ

220-94768-00

8001-0102

対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab 製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

www.agilent.com/chem/jp227CrossLab 部品および消耗品

島津製作所 GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品
2010 および 2010 Plus システム用ライナ

品名

内径

外径

長さ

容量

(mm) (mm) (mm)

(µL)

入数

対応する
部品番号

アジレント
ウルトラ
イナート
不活性処理

対応する
部品番号

アジレント
オリジナル
不活性処理

スプリット/スプリットレスライナ

シングルテーパ

3.4

5.0

95

5個

961-01480-07

8001-0154

シングルテーパ、
ウール入り

3.5

5.0

95

5個

221-48335-01
221-48876-02

8001-0160

ダブルテーパ、
上部ドリル
ホール

3.5

5.0

95

5個

220-94734-01

8001-0158

ダブルテーパ、
下部ドリル
ホール

3.5

5.0

95

5個

220-94734-02

8001-0159

ストレート
スルー

2.6

5.0

95

500

5個

220-94767-00

8001-0151

ストレート
スルー

3.4

5.0

95

860

5個

ミドルリスト
リクション付き
ストレート

3.5

5.0

95

800

5個

221-41444-01

8001-0156

ミドルリスト
リクション付き
ストレート、
ウール入り

3.5

5.0

95

800

5個

220-90784-00

8001-0157

PTV

1.25

3.5

95

100

5個

221-49300-00

8001-0163

SPME または
パージアンド
トラップ、
ストレート

0.75

5.0

95

50

5個

220-94769-00

8001-0162

8001-0104

スプリットレスライナ

220-94767-00

8001-0101

スプリットライナ

8001-0153

8001-0103

221-41444-01

8001-0106

その他のライナ対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab 製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

228

CrossLab 部品および消耗品

島津製作所 GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品
17A システム用ライナ

内径

外径

対応する
部品番号

アジレント
ウルトラ
イナート
不活性処理

品名

長さ

容量

(mm) (mm) (mm)(µL)

シングルテーパ、
ウール入り

3.5

5.0

95

5個

221-48335-01
8001-0160
221-48876-02

ダブルテーパ、
上部ドリル
ホール

3.5

5.0

95

5個

220-94734-01 8001-0158

ダブルテーパ、
下部ドリル
ホール

3.5

5.0

95

5個

220-94734-02 8001-0159

ストレート
スルー

2.6

5.0

95

500

5個

220-94767-00 8001-0151

ミドルリストリクション付きストレート、
ウール入り

3.5

5.0

95

800

5個

220-90784-00 8001-0157

ストレート
スルー

3.4

5.0

95

860

5個

8001-0153

内径 0.53 mm
カラム用

2.6

5.0

95

450

5個

220-94768-00 8001-0152

入数

対応する
部品番号

アジレント
オリジナル
不活性処理

220-94767-00

8001-0101

スプリットレスライナ

スプリットライナ

8001-0103

ダイレクトライナ

220-94768-00

8001-0102

対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab 製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

www.agilent.com/chem/jp229CrossLab 部品および消耗品

島津製作所 GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品
14 システム用ライナ

品名

長さ

容量

(mm) (mm) (mm)

(µL)

入数

アジレント
ウルトラ
イナート
不活性処理

2.0 mm ミドルグースネック

3.4

850

5個

8001-0155

内径 外径

アジレント
オリジナル
不活性処理

8001-0105

スプリット/スプリットレスライナ

5.0

99

ライナ O-リング

グラファイトライナ O-リング、8001-0202

230

品名

入数

対応する
部品番号

アジレント
部品番号

ノンスティックフルオロエラストマー O-リング

10 個

036-11203-84

8001-0201

グラファイト O-リング、スプリット

10 個

221-48393-91

8001-0202

グラファイト O-リング、スプリットレス

10 個

221-47222-91

8001-0203

対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab
製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

CrossLab 部品および消耗品

島津製作所 GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品

カラムフェラル
キャピラリカラムフェラル
モジュール

適合サイズ
(インチ)

フェラル内径

カラム内径

(mm)

(mm)

ホール

入数

対応する
部品番号

アジレント
部品番号

1

10 個

220-90700-01

8001-0224

1

10 個

220-90700-02

8001-0221

1

10 個

220-90700-03

8001-0222

85 % ポリイミド/15 % グラファイトキャピラリカラムフェラル

QP5000/5050 標準 MS

QP2010

1/16

0.3

1/16

0.4

0.18 以下
0.25

1/16

0.5

0.32

1/16

0.8

0.53

1

10 個

220-90700-04

8001-0223

1/16

0.4

0.25

1

10 個

220-90418-14

8010-0310

1/16

0.4

0.25

2

10 個

225-19056-00

8010-0312

1/16

0.5

0.32

1

10 個

220-90418-15

8010-0311

1/16

0.8

0.53

1

10 個

220-90418-18

8010-0313

1/16

0.4

0.25

1

10 個

220-90765-00

8001-0211

1/16

0.5

0.32

1

10 個

221-32126-05

8001-0212

1/16

0.8

0.53

1

10 個

221-32126-08

8001-0213

グラファイトキャピラリカラムフェラル

2010、2010 Plus、2014、
17A、14A

パックドカラムフェラル
モジュール

適合サイズ
(インチ)

フェラル内径
(インチ)

カラム外径
(インチ)

ホール

入数

対応する
部品番号

アジレント
部品番号

85 % ポリイミド/15 % グラファイトパックドカラムフェラル

QP5000/5050 標準 MS

1/4

1/4

1/4

1

10 個

225-09028-00

8010-0314

QP5000/5050 ワイドボア MS
QP2010

1/16

1/16

1/16

1

10 個

220-90418-28

8010-0315

1/16

1/16

1/16

1

10 個

17A

5 mm

5 mm

5 mm

1

10 個

221-46403-92

8001-0214

8010-0315

対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab 製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

グラファイトキャピラリカラムフェラル、

8001-0213

www.agilent.com/chem/jp231

CrossLab 部品および消耗品

島津製作所 GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品
カラムナット
品名

入数

対応する
部品番号

アジレント
部品番号

カラムナット、スロット付き、六角2個

221-32705-00

8001-0311

カラムナット、スロットなし、六角2個

221-41533-00

8001-0312

対応する
他社シリンジ
部品番号

島津製作所 GC システム用オートサンプラシリンジ
Agilent
CrossLab

対応する
他社交換用ニードル
およびプランジャ
修理キット部品番号

(µL)
5

品名

ニードルゲージ/
長さ (mm)/チップ

交換型ニードル

23/42/コーン

AOC-14、AOC-17、
AOC-2010

ニードル交換型

23/42/コーン

220-90282-20

8001-0004

220-90281-20

8001-0005、2 個

AOC-14、AOC-17、
AOC-2010

ニードル交換型

26/42/コーン

220-90282-21

8001-0006

220-90281-21

8001-0007、2 個

AOC-14、AOC-17、
AOC-2050

交換型ニードル

23/42/コーン

221-45243-00

8001-0012

8001-0014

AOC-14、AOC-17、
AOC-20250

交換型ニードル、 23/42/コーン
ガスタイト

221-45244-00

8001-0013

8001-0014

モジュール

AOC-14、AOC-17、
AOC-20

容量

シリンジ
部品番号

8001-0010

Agilent CrossLab
交換用ニードル
部品番号8001-0011

対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab 製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

ヒントとテクニック
バイアルの適合性チャート、識別ガイド、推奨セプタムなどの詳細情報については、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

232

CrossLab 部品および消耗品

島津製作所 GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品

注入口セプタム
ブリード/温度最適化セプタム (BTO)

品名Agilent CrossLab
50 個/pk のAgilent CrossLab
100 個/pk の8010-0231

8010-0232

Agilent CrossLab
50 個/pk のAgilent CrossLab
100 個/pk の8010-0215

8010-0216

Agilent CrossLab
50 個/pk のAgilent CrossLab
100 個/pk の8010-0263

8010-0264

部品番号

島津プラグ

部品番号

ノンスティック高性能グリーンセプタム

品名
島津プラグ

対応する
部品番号

220-90547-00
220-94781-00

部品番号

部品番号

汎用セプタム

品名
島津プラグ

部品番号

部品番号

対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab
製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

www.agilent.com/chem/jp233CrossLab 部品および消耗品

サーモサイエンティフィック GC システム用
Agilent CrossLab 消耗品
Trace、Focus システム用ライナ
アジレント
ウルトラ
イナート
不活性処理

対応する
部品番号

アジレント
オリジナル
不活性処理

品名

長さ

容量

(mm) (mm) (mm)

(µL)

入数

対応する
部品番号

シングルテーパ

5.0

8.0

105

1750

5個

45350033

8002-0153

45350033

8002-0103

シングルテーパ

3.0

8.0

105

5個

45350032

8002-0154

45350032

8002-0104

ストレート

5.0

8.0

105

2000

5個

45350030

8002-0151

45350030

8002-0101

ストレート

3.0

8.0

105

750

5個

45350031

8002-0152

45350031

8002-0102

ストレート

2.0

2.75

120

375

5個

45322045

8002-0156*

45322045

8002-0106*

底部リストリク
ション付き
ストレート

2.0

2.75

120

375

5個

45352057

8002-0157

45352057

8002-0107

バッフル x 6

2.0

2.75

120

5個

453T2120

8002-0160*

ストレート

1.75

2.75

120

300

5個

ストレート

1.0

2.75

120

90

5個

45352054

8002-0161

バッフル x 3

1.0

2.75

120

5個

45352062

8002-0159*

内径

外径

スプリットレスライナ

スプリットライナ

PTV ライナ

8002-0155

8002-0105*Trace システムのみに使用

対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab 製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

234

CrossLab 部品および消耗品

サーモサイエンティフィック GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品
ライナ O-リング
入数
10 個

対応する
部品番号

アジレント
部品番号

29031305

8002-0201

ノンスティックフルオロエラストマー O-リング

10 個

29030306

8010-0401

グライファイト O-リング、内径 8 mm

2個29033406

8002-0203

グラファイト O-リング、PTV

2個

29013417

8002-0204

品名
ノンスティックフルオロエラストマー O-リング、焼結ライナ

カラムフェラル
キャピラリカラムフェラル
モジュール

適合サイズ
(インチ)

フェラル内径

カラム内径

(mm)

(mm)

ホール

入数

対応する
部品番号

アジレント
部品番号

85 % ポリイミド/15 % グラファイトキャピラリカラムフェラル
注入口/検出器

任意の GC/MS
インタフェース

1/16

0.4

0.25

1

10 個

290VT186

8002-0220

1/16

0.5

0.32

1

10 個

290VT187

8002-0221

1/16

0.8

0.53

1

10 個

290VT188

8002-0222

1/16

0.4

0.25

1

10 個

29033496

8010-0310

1/16

0.5

0.32

1

10 個

29033497

8010-0311

8002-0212

グラファイトキャピラリカラムフェラル
M4
Trace/Focus 注入口/検出器(GC/MS インタフェース
M4
向けではない)M4
M4
注入口/検出器

0.3

0.18

1

10 個

0.4

0.25

1

10 個

29053488

0.5

0.32

1

10 個

29053487

8002-0213

0.8

0.53

1

10 個

29053486

8002-0214

8002-0211

1/16

0.4

0.25

1

10 個

8002-0215

1/16

0.5

0.32

1

10 個

8002-0216

1/16

0.8

0.53

1

10 個

8002-0217

対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab 製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

www.agilent.com/chem/jp235

CrossLab 部品および消耗品

サーモサイエンティフィック GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品
カラムナット
品名

入数

対応する
部品番号

アジレント
部品番号

カラムナット、ステンレス製、スプリット/スプリットレス注入口

2個

35032423

8002-0311

カラムナット、真鍮製

2個

290BT239

8002-0312

サーモ GC システム用オートサンプラシリンジ

モジュール

TriPlus、AS3000

容量 (µL) 品名

ニードルゲージ/
長さ (mm)/チップ

対応する
他社シリンジ
部品番号

Agilent
CrossLab
シリンジ
部品番号

0.5

プランジャインニードル

23/50/コーン

36504045

8010-0355

TriPlus5

ニードル固定型

26/50/コーン

36504047

8010-0353

TriPlus、AS3000、AS2000、AS200、
AS800

10

ニードル固定型

25/50/コーン

36500525

8002-0003

TriPlus、AS2000

10

ニードル固定型23/80/コーン

36520061

8002-0002

TriPlus、AS2000

10

ニードル固定型

26/80/コーン

36502019

8002-0001

TriPlus、AS2000、
AS200、AS800

100

ニードル固定型、
ガスタイト

23/50/コーン

TriPlus、AS2000

100

ニードル交換型、
ガスタイト

23/50/サイドホール

対応する
他社交換用
ニードルまたは
プランジャ
部品番号8002-0004

交換用ニードルまたはプランジャ
部品番号8010-0367*

8010-0354
36520050

Agilent CrossLab

8010-0368**
36540040

8002-0005****ニードルおよびプランジャリペアキット**交換用プランジャ***交換用ニードル
対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab 製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

236

CrossLab 部品および消耗品

サーモサイエンティフィック GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品

注入口セプタム
ブリード/温度最適化セプタム (BTO)

品名

9 mm、センターガイド付
9.5 mm

対応する
部品番号

31303240

10 mm
11 mm、センターガイド付
11.5 mm、センターガイド付

31303230

品名Agilent CrossLab
50 個/pk の

部品番号

対応する
部品番号

Agilent CrossLab
100 個/pk の部品番号8010-0217

8010-0218

8010-0219

8010-0220

8010-0221

8010-0222

8010-0223

8010-0224

8010-0225

8010-0226

12.7 mm、センターガイド付

24 個
8010-0227

31303228

48 個
8010-0228

17 mm、センターガイド付

8010-0229

31303211

8010-0230

ノンスティック高性能グリーンセプタム
Agilent CrossLab
50 個/pk の

部品番号

313G3240

8010-0201

8010-0202

8010-0203

8010-0204

8010-0205

8010-0206

8010-0207

8010-0208

11.5 mm、センターガイド付

8010-0209

8010-0210

品名

12.7 mm、センターガイド付

24 個
8010-0211

313G3228

48 個
8010-0212

17 mm、センターガイド付

8010-0213

313G3211

8010-0214

品名

9 mm、センターガイド付
9.5 mm
10 mm
11 mm、センターガイド付

313G3230

対応する
部品番号

Agilent CrossLab
100 個/pk の

対応する
部品番号

部品番号

ノンスティック高性能グリーンセプタム、
11 mm、センターガイド付、8010-0207

対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab
製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

www.agilent.com/chem/jp237

CrossLab 部品および消耗品

サーモサイエンティフィック GC システム用 Agilent CrossLab 消耗品
ノンスティックロングライフセプタム

ロングライフセプタム、
8010-0239、8010-0240

品名Agilent CrossLab
50 個/pk の

部品番号

Agilent CrossLab
100 個/pk の9 mm、センターガイド付

8010-0233

8010-0234

11 mm、センターガイド付

8010-0239

8010-0240

11.5 mm、センターガイド付

8010-0241

8010-0242

品名

12.7 mm、センターガイド付

24 個
8010-0243

48 個
8010-0244

17 mm、センターガイド付

8010-0245

8010-0246

品名Agilent CrossLab
50 個/pk の

部品番号

Agilent CrossLab
100 個/pk の9 mm

8010-0249

8010-0250

9.5 mm8010-0251

8010-0252

部品番号

汎用セプタム

部品番号

10 mm

8010-0253

8010-0254

11 mm

8010-0255

8010-0256

11.5 mm

8010-0257

8010-0258

12.7 mm

8010-0259

8010-0260

17 mm

8010-0261

8010-0262

対応する部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab
製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。すべての Agilent CrossLab 消耗品には、アジレントによる 90 日間の保証が付いています。

238

CrossLab 部品および消耗品

CTC GC オートサンプラ用
Agilent CrossLab 消耗品
CTC CombiPAL および GC PAL 用オートサンプラシリンジ
Agilent
CrossLab
シリンジ
部品番号

交換用ニードルまたはプランジャ
部品番号8010-0367*

容量 (µL)

品名ニードルゲージ/
長さ (mm)/チップ

0.5

プランジャインニードル

23/50/コーン

8010-0355

5

ニードル固定型23/50/コーン

8010-0356

10

ニードル固定型23/50/コーン

8010-0351

ニードル固定型、
ガスタイト

23/50/コーンチップ

8010-0371

ニードル固定型

26/50/コーン

8010-0352

ニードル固定型、
ガスタイト

26/50/コーン

8010-0357

ニードル固定型

26/50/ベベル

8010-0358

25

ニードル固定型

26/50/コーン

8010-0360

100

ニードル交換型、
ガスタイト

23/50/サイドホール

8002-0004

ニードル固定型

26/50/コーン

8010-0361

ニードル固定型、
ガスタイト

26/50/コーン

8010-0362

250

Agilent
CrossLab
容量 (mL) 品名

Agilent CrossLab

8010-0359**

8010-0359**

8002-0005***

Agilent CrossLab

ニードルゲージ/
長さ (mm)/チップ

シリンジ
部品番号

交換用ニードルまたはプランジャ
部品番号1

ニードル固定型、ガスタ
イト、ヘッドスペース

23/56/サイドホール

8010-0363

8010-0365

2.5

ニードル固定型、ガスタ
イト、ヘッドスペース

23/56/サイドホール

8010-0364

8010-0366*ニードルおよびプランジャリペアキット**交換用プランジャ***交換用ニードル

www.agilent.com/chem/jp239

Agilent J&W GC カラム

Agilent J&W GC カラム
Agilent J&W GC カラムのご紹介
フューズドシリカ GC カラムを考案したアジレントは、架橋型シロキサンポリマーによる初の GC
固定相を開発した J&W Scientific を 2000 年に統合しました。2010 年にバリアンがアジレントに加わったことで、これまでのウルトライナートカラム、高速高分離カラム、LTM、PAH、カスタム GC
カラムに PLOT、Select、VF、CP-Sil、UltiMetal、パックドカラムが追加され、選択の幅が広がりました。 GC に関する専門知識と充実したカラムの品揃えにより、アジレントはお客様のニーズにフィットしたカラムをお届けします。

アジレントはクロマトグラフィーにおいて40 年以上の経験と実績を持ち、高い技術と品質に支えられた革新的なカラムをお届けします。
Agilent J&W は、世界で最も革新的な GC カラムを幅広く揃えており、その点数は 3500 点を超えています。アジレントの製品は、酸性/塩基性官能基化合物や、これらの官能基が混在した化合物向けの最高の不活性度、最小のブリードレベル、最も厳密なカラム間再現性を提供します。業界をリードする Agilent J&W GC カラムをお選びいただくことで、非常に高い信頼性で分離を実行することができます。

240

Agilent J&W GC カラム

優れた感度と性能を発揮する、最も不活性で最も低いブリードのカラム
Agilent J&W カラムには、一貫した不活性度と、高温での卓越した低ブリードに定評があり、正確なピーク同定と定量を確実に実行する幅広い固定相が用意されています。カラムブリードはスペ
クトルの質を落とし、装置の稼働率を下げ、カラム寿命を縮める恐れがあります。カラム活性はピークテーリングのほか、化合物の損失や活性化合物 (酸や塩基など) の分解の原因であり、不正確な定量につながります。

精度向上がもたらす分析結果の向上
Agilent J&W カラムは厳しい保持係数 (k) の仕様を順守し、リテンションタイムと分離を一定に維持しています。保持係数を絞り込み、メートルあたりの理論段数も高いため、優れたピーク形状が実現し、接近して溶出するピークの分離度が向上します。

業界で最も厳しい品質管理仕様
業界をリードするアジレントのテストによって、分析が非常に困難な化合物について、信頼性の高い定性および定量分析結果と、比類のないカラム間再現性を提供することができます。業界で唯一ウルトライナートのテストを行っているアジレントは、酸、塩基、および分析が難しい化合物について各カラムのピーク高さ比とテーリングをテストしているため、最高の信頼性による微量分離が可能です。
業界トップの機器、サービス、グローバルな技術サポート、各地のアジレント物流センターからの迅速な出荷により、アジレントのソリューションは、お客様の分析の信頼性を向上します。

Agilent J&W GC カラムの詳細については、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp241

Agilent J&W GC カラム

Agilent J&W II LTM カラムモジュール
7890A/B シリーズ GC システム用
Agilent J&W LTM II 低熱容量カラムモジュール
さまざまな Wall Coated Open Tubular (WCOT) および Select Porous Layer Open Tubular (PLOT) カラム構成が用意されています。

• 生産性を最大化するために、4 つの異なる温度プログラムを使用して最大 4 つのカラムモジュー
LTM II 標準フォーマット、5 インチカラム
トロイド付きルを同時に実行可能• 高速昇温プログラミングによる分析速度の向上• 短い冷却時間 (1 分以下) で分析の効率を向上• 従来の GC と同等レベルの優れたリテンションタイム再現性と性能
LTM II カラムモジュールには、次のものが付属しています。
• 1 m ガードカラム 2 本 (注入口と検出器に 1 本ずつ)。分析カラムと同じ内径のフューズドシリカ• 分析カラムとガードカラムの寸法に適合したフレキシブルメタルフェラル

242

Agilent J&W GC カラム

7890A/B シリーズ GC システム用
Agilent J&W LTM II 低熱容量カラムモジュール
この LTM カラムは、Agilent 5975T GC/MS システム専用に設計されています。モジュールには、一体型の 3 インチ LTM キャピラリカラムトロイドアセンブリと、加熱トランスファーライン、冷却
ファンアセンブリ、シート金属カバーが含まれます。交換用のカラムトロイドアセンブリも提供
しています。LTM カラムモジュールには次の利点があります。

• わずか 1 分以下の迅速な加熱および冷却時間により、従来の GC オーブン技術よりも短い分析サ
イクルタイムを実現• 従来の GC と同等レベルの優れたリテンションタイム再現性とパフォーマンス
• 少ない消費電力による長い稼働時間• 現場でのカラムモジュールの交換を容易にする一体型モジュール

分析サイクルタイムの短縮と、高速 GC 分析結果の向上
Agilent J&W LTM カラムモジュールは、フューズドシリカキャピラリカラムの周りに、織り込むような形で細いヒーターと温度センサーを直接組み合わせています。熱容量が大きい
従来の空気槽 GC オーブンの手法と比較すると、この低熱容量デザインでは非常に効率よ
く、大幅に短い分析サイクル時間でカラムを加熱および冷却します。
アジレントは、7890 および 6890 シリーズ GC システムに加えて、5975T GC/MS 用に LTM を提供しています。

詳細については、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp243

Agilent J&W GC カラム

GC キャピラリカラム
最適なカラムで信頼性の高い結果を手に入れてください。
最高の不活性度、最小のブリードレベル、最高のカラム間再現性を誇る Agilent J&W GC キャピラリ
カラムは、優れた性能を提供します。
ウルトライナートカラム – 酸、塩基、その他の活性化合物の分析を含む微量分析を最高の信頼性で実行することができます。分析結果の感度、性能、完全性に欠かせない、不活性な GC 流路を確保します。
高速高分離カラム – ハイスループットスクリーニング、高速プロセスモニタリング、高速 QC 分
析、高速メソッド開発など、分析時間を短縮する必要があるアプリケーションに最適です。
低ブリード GC/MS カラム – 幅広い微量サンプル分析専用に設計されており、高温でも低いブリードと高い不活性度を提供します。
ポリシロキサンカラム – 安定性の高い、堅牢な多機能カラムです。幅広い固定相を用意しています。
ポリエチレングリコール (PEG) カラム – 架橋および不活性化処理に関するアジレントの厳しい品
質管理により、ラボの多様なニーズを満たす独自の特性を提供します。
特殊カラム – 高温、ライフサイエンス、農薬、石油、半揮発性、揮発性アプリケーションなど、それぞれの分析目的に合ったカラムが揃っています。

PLOT カラム – 室温で気体の状態にある化合物に対して優れた分離を実現します。このカラムは、
低分子量炭化水素異性体、揮発性高分子化合物、またガス、アミン、水素化物などの反応性分析
対象化合物の分析にも適しています。
以降のページでは、Agilent J&W GC カラム製品シリーズについて紹介します。
詳細については、アジレントの担当営業または販売店にお問い合わせください。
または、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

244

Agilent J&W GC カラム

目次
カラム選択の原則 ...............................247

ポリシロキサンカラム ...................318

特殊カラム ..........................................362

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド ...................................262

DB-1.................................................318

高温カラム ............................................ 362

HP-1 .................................................322

DB-1ht ................................................362

ウルトライナート GC カラム ............286

CP-Sil 5 CB .....................................324

DB-5ht ................................................363

DB-1ms ウルトライナート ............289

Ultra 1..............................................327

DB-17ht..............................................364

HP-1ms ウルトライナート .............289

Ultra 2..............................................328

DB-5ms ウルトライナート ............290

DB-5.................................................329

VF-5ht Fused Silica、VF-5ht
UltiMetal ............................................365

HP-5ms ウルトライナート .............290

HP-5 .................................................332

石油向けカラム ................................... 366

DB-35ms ウルトライナート ..........291

CP-Sil 8 CB .....................................334

Lowox.................................................366

DB-624 ウルトライナート..............291

CP-Sil 13 CB ...................................336

GS-OxyPLOT......................................366

DB-Select 624 ウルトライナート<467> ..................................................292

DB-35...............................................337

CP-Sil 5 CB for Formaldehyde........367

HP-35...............................................338

HP-PONA ...........................................367

DB-17...............................................339

CP-Sil PONA CB ...............................368

HP-50+ ............................................340

CP-Sil PONA for ASTM D5134.......368

CP-Sil 24 CB ...................................341

DB-Petro ............................................369

DB-UI 8270D ウルトライナート....292
Agilent J&W 高速高分離 GC
キャピラリカラム ...............................293
低ブリード GC/MS カラム ...............294

DB-1ms................................................295
HP-1ms ................................................296
VF-1ms.................................................297
DB-5ms................................................299
HP-5ms ................................................301
VF-5ms.................................................302
DB-XLB................................................304
VF-Xms ................................................305
DB-35ms..............................................306

DB-23...............................................342

HP-1 アルミニウム被覆 .................369

DB-200 ............................................343

DB-2887 .............................................370

DB-210 ............................................344

DB-HT SimDis...................................370

DB-225 ............................................345

CP-SimDist ........................................371

CP-Sil 43 CB ...................................346

CP-SimDist UltiMetal.......................372

DB-1301 ..........................................347

CP-Sil 2 CB ........................................373

CP-1301...........................................348

CP-TCEP for Alcohols in Gasoline.373

DB-1701 ..........................................349

DB-Sulfur SCD ..................................374

CP-Sil 19 CB ...................................350

Select Low Sulfur.............................375

VF-35ms...............................................307

ポリエチレングリコール (PEG)
カラム ...............................................351

DB-17ms..............................................308

DB-WAX、DB-WaxFF ..................351

VF-17ms...............................................309
VF-23ms...............................................310
VF-200ms ............................................311
DB-225ms ...........................................312
VF-WAXms..........................................313
VF-624ms、VF-1301ms ....................315
VF-1701ms ..........................................317

DB-WAXetr.....................................354
HP-INNOWax .................................355

CP-Sil 5 CB for Sulfur ......................375
Select for Permanent Gases –デュアルカラム ...............................376
Select Al2O3 MAPD..........................376
バイオディーゼルキャピラリ
GC カラム..........................................377

CP-Wax 52 CB................................356

Select Biodiesel................................379

DB-FFAP..........................................358

Select Silanes ...................................380

HP-FFAP..........................................359

CP-Volamine......................................381

CP-Wax 58 FFAP CB .....................360

CP-Sil 8 CB for Amines ...................382
CP-Wax for Volatile Amines andDiamines............................................382

Carbowax 20M、HP-20M............361

PoraPLOT Amines ............................383(続く)

www.agilent.com/chem/GC:jp245

Agilent J&W GC カラム

目次 (続き)特殊カラム (続き)PLOT カラム (続き)

農薬用カラム...................................384

HP-88..................................................405

HP-PLOT U.........................................428

DB-CLP1 と DB-CLP2 ................384

CP-Sil 88.............................................406

HP-PLOT Al2O3 KCl ..........................428

VF-5 Pesticides ...........................385

Select FAME......................................407

GS-Alumina KCl ................................429

DB-1701P .....................................386

CP-Sil 88 for FAME ..........................407

CP-Al2O3/KCl、CP-Al2O3/Na2SO4 ..430

VF-1701 Pesticides.....................386

HP-PLOT Al2O3 S..............................432

DB-608..........................................388

CP-Wax 57 CB...................................408
CP-Carbowax 400 for Volatiles in
Alcohol ...............................................408
CP-Wax 57 CB for Glycols andAlcohols .............................................409

HP-PAS5.......................................388

CP-TAP CB for Triglycerides...........409

CP-SilicaPLOT ...................................435

Rapid-MS .....................................389

CP-FFAP CB.......................................410

CarboBOND、CarboPLOT P7.........436

CycloSil-B ..........................................410

GS-CarbonPLOT................................437

Select PAH...................................390

Cyclodex-B ........................................411

HP-PLOT Molesieve.........................438

DB-EUPAH ...................................390

HP-Chiral β ........................................411

CP-Molesieve 5Å..............................439

CP-Sil PAH CB UltiMetal ...........391

CP-Chirasil Val ..................................412

PLOT カラム用粒子トラップ .......440

CP-Chirasil-Dex CB ..........................412

非結合相 ..............................................441

CP-Cyclodextrin-β-2,3,6-M-19 ........413

ガードカラム ......................................445

ライフサイエンス用カラム .............. 414

LTM カラムモジュール .....................447

DB-ALC1、DB-ALC2........................414

フューズドシリカチューブ ..............464

HP-5ms セミボラタイル ..........395

VF-DA .................................................415

ステンレス製チューブ ......................469

DB-5ms EVDX ...................................415

パックド GC カラム...........................470

CP-Sil 5/C18 CB for PCB...........395

DB-Select 624 ウルトライナート<467> .................................................416

カスタム GC カラムのご案内...........481

DB-Dioxin.....................................396
CP-Sil 88 for Dioxins ..................396

HP-Fast 残留溶媒 ............................416

揮発性化合物カラム ......................397

金属カラム ..........................................417

カラムの取り付けとトラブル
シューティング ..................................484

CP-Sil 8 CB for Pesticides.........387
CP-Sil 19 CB for Pesticides.......387

PAH カラム ......................................390

半揮発性化合物用カラム .............392
半揮発性物質用 DB-ウルトラ
イナート 8270D..........................392

CP-Sil 8 CB for PCB....................393
DB-5.625.......................................394

DB-624 ウルトライナート.......397

PLOT カラム ........................................420

DB-624..........................................398

PLOT PT .............................................420

CP-Select 624 CB........................399

PoraBOND Q .....................................422

DB-VRX.........................................400

PoraBOND U .....................................423

HP-VOC.........................................401

PoraPLOT Q、PoraPLOT Q-HT ......424

DB-502.2.......................................402

HP-PLOT Q.........................................425

DB-MTBE .....................................402

GS-Q....................................................426

CP-Select CB for MTBE.............403

PoraPLOT U、PoraPLOT S .............427

DB-TPH.........................................403
Select Mineral Oil.......................404

246

食品、香料分析用カラム .................. 405

GS-Alumina .......................................433
HP-PLOT Al2O3 M.............................434
GS-GasPro .........................................434

GC カラムテスト用標準 ....................482

Agilent J&W GC カラム

カラム選択の原則
最適なカラムを選択し、時間を有効に活用
アプリケーションに最適なキャピラリカラムを選択することは、困難な作業です。GC メーカーや
カラムサプライヤが提供しているアプリケーション例や、技術資料を参考にしてください。
この資料では次の項目について解説します。

• 選択性、極性、フェニル含有量などの要因に基づいて、最も重要な決定事項である固定相の選択について• カラム径が効率、溶質の保持、ヘッド圧、キャリアガス流量に及ぼす影響について• カラム長さが溶質の保持、カラムヘッド圧、カラムブリード、コストに及ぼす影響について• カラム膜厚が容量、不活性度、ブリード、温度上限に与える影響について分析に最適なキャピラリカラムを選択することは単純な作業ではありません。カラム選択において万能な方法はありませんが、プロセスを簡素化するガイドラインや役立つ概念があります。検討すべき主要条件は、固定相、内径、長さ、膜厚の 4 つです。

www.agilent.com/chem/GC:jp247

Agilent J&W GC カラム

固定相の選択キャピラリカラムを選択する際には、最適な固定相を選ぶことが重要です。しかし、これは非常に難しい作業です。カラムメーカー、GC メーカー、文献などで提供されているアプリケーション
例を参照することが、最も信頼性の高いカラムの選択方法です。厳密に同一のアプリケーション
例は入手できないかもしれませんが、選択の幅を狭め、適切なカラムを絞り込むために有用な情報を入手できます。カラム選択で最も難しい状況は、類似した分析例がない場合です。サンプル
中化合物のすべてまたは大部分についてクロマトグラムが 1 つでも入手できれば、固定相の選択は簡単です。カラムメーカー、GC メーカー、文献などで提供されているアプリケーション例を参照することが、最も信頼性の高いカラムの選択方法です。
固定相を選択する場合、固定相の選択性と極性の概念が非常に役立ちます。最適な性能を得るた
めには、汎用 Agilent J&W ウルトライナート 1ms および 5ms カラムから始め、活性化合物や微量サ
ンプルを含む幅広い対象化合物について最小のカラムブリードとカラム不活性度が得られるようにします。
極性と選択性は同義ではありませんが、意味は非常に似ています。選択性は、溶質分子と固定相との物理化学的な相互作用によって決まります。これに対し、極性は固定相の構造によって決まります。極性は分離に影響を与えますが、ピーク分離に影響を与える多くの特性のひとつにすぎません (極性については次の項を参照)。
選択性は、化学的または物理的特性の違いで 2 つの溶質分子を区別する固定相の能力と考えることができます。固定相と溶質の相互作用が違う場合に分離は可能になります。液体またはゴムの固定相 (ポリシロキサンやポリエチレングリコール) には、3 つの主要な相互作用である分散、双極子、水素結合があります。ポリシロキサンとポリエチレングリコール固定相における相互作用について簡単にまとめました。
分散は、すべてのポリシロキサンとポリエチレングリコール固定相における主要な相互作用です。
分散は揮発の概念として捉えることができます。簡単に言うと、溶質の揮発度が高くなればなるほど、カラムから早く溶出します (リテンションタイムが短くなります)。しかし、この順序は、溶質と固定相の極性やその他の相互作用の影響によって変わることがあります。化合物の揮発度の尺度として溶質の沸点が使用されることがあります。つまり、化合物は沸点が低い順に溶出します。残念ながら、沸点を例外なく分散の相互作用に適用することはできません。類似した構造、官能基、同族列の化合物を扱う場合は、沸点は極めて有効です (図 1)。さまざまな官能基を扱う場
合は、沸点のみによる結果付けは、誤った判断を招くことがあります (図 2)。沸点が 30 ºC 以上違う化合物の場合、通常はほとんどの固定相で分離できます (例外あり )。化合物の沸点の違いが10 ºC 以下の場合は、沸点のみによる判断は正確ではなくなり、間違いが発生する可能性が高くな
ります (同族列の化合物を除く)。

248

Agilent J&W GC カラム

図 1 : 同族列に対する沸点溶出順
カラム :DB-1、15 m x 0.25 mm、0.25 µm

キャリアガス :ヘリウム、30 cm/s

オーブン :

60 ºC で 1 分間、20 ºC/min で 60～180 ºC

C10
C11

C13
C14

C12

C15

C16

沸点 (ºC )1. n-デカン (C10)174

2. n-ウンデカン (C11)196

3. n-ドデカン (C12)216

4. n-トリデカン (C13)234

5. n-テトラデカン (C14)253

6. n-ペンタデカン (C15)268

7. n-ヘキサデカン (C16)

287

2

0

4
Time (min)68炭化水素の同族列。溶質は沸点順に溶出しますが、ピークはそれぞれの沸点に比例した間隔ではありません。

図 2 : 沸点順からの偏差
カラム :DB-1、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

1. トルエン111

2. ヘキサノール

157

3. フェノール

182

4. デカン (C10)
5. ナフタレン

174

6. ドデカン (C12)

216

2

1

沸点 (ºC )

3

6

4
5

100 % メチル

219

0

2

4

6

8
10
Time (min)

12

14

16

同族列外の溶質は、沸点順には溶出しません。

www.agilent.com/chem/GC:jp249

Agilent J&W GC カラム

固定相に双極子相互作用がある場合、双極子モーメントが異なる溶質を分離する能力が高まります。一部の固定相だけがこの相互作用を引き出すことができます。ポリエチレングリコール、シ
アノプロピルおよびトリフルオロプロピル置換ポリシロキサンは双極子相互作用を受けやすく、メチルまたはフェニル置換基は双極子相互作用を受けません (表 1)。異なる相互作用を持つ固定相を使用すると、異なる双極子を持つ溶質のピーク分離の程度が変わることが頻繁にあります(図 3)。化合物間の双極子の差が小さい場合は、適切な官能基が多量に必要となります (例えば、14 % シアノプロピルフェニル - メチルポリシロキサンの代わりに 50 % シアノプロピルフェニル メチルポリシロキサン)。すべてのピークについて分離の変化の大きさを予測するのは困難です。
双極子相互作用固定相は、異なる基がその基本または中心構造のさまざまな位置に置換した化合物を含むサンプルに最適であることが実験結果からわかってきました。この例として、置換芳香族化合物、ハロカーボン、農薬、医薬品が含まれます。

表 1 : 固定相相互作用
官能基
メチル

分散
強い

双極子
なし

水素結合
なし

フェニルシリーズ

強い

なし～弱い

弱い

シアノプロピル

強い

非常に強い

中程度

トリフルオロプロピル

強い

中程度

弱い

PEG

強い

強い

中程度

図 3 : 双極子相互作用
カラム :HP-88、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

分子量と沸点は、脂肪酸メチルエステル(FAME) 異性体では実際には同一で、分子上の水素の位置の違いによる双極子相互作用が違うだけです。固定相の強い双極子相互作用だけで、これらの種類の化合物のクロマトグラム上の分離ができます。

HP-88 での C-18:1 シス/トランス異性体

cis- 69080

水素、2 mL/min 定流量

オーブン :

120 ºC で 1 分間、10 ºC/min で
120～175 ºC、175 ºC で 10 分間
5 ºC/min で 175～210 ºC、210 ºC で 5 分間
5 ºC/min で 210～230 ºC、230 ºC で 5 分間

注入 :

1 µL

検出器 :

FID、250 ºC

cis- 11cis- 970
60

キャリアガス :trans-1150trans- 6

40
30
20
10
15

250

16

17
18
Time (min)1920

Agilent J&W GC カラム

溶質分子と固定相の間に水素結合がある場合に水素結合相互作用が生じます。表 2 に、水素結合を形成する化合物の種類を相対結合強度とともに示します。水素結合の強度の差は重要です。双極子相互作用を受ける同じ固定相は、水素結合相互作用も受けます。水素結合相互作用の強度が異なる固定相を使用すると、水素結合ポテンシャルが異なる溶質のピーク分離の度合いが変動することが頻繁にあります (図 4)。化合物間の水素結合の差が小さい場合は、適切な官能基が多量に必要になります (例えば、14 % シアノプロピルフェニル - メチルポリシロキサ
ンの代わりにポリエチレングリコール)。すべてのピークについて分離の変化の大きさを予測するのは困難です。必要な分離が得られることもありますが、新しい固定相では別のピーク群が共溶出することもあります。

表 2 : 相対的水素結合強度
強度
強い

化合物
アルコール、カルボン酸、アミン

中程度

アルデヒド、エステル、ケトン

弱い～なし

炭化水素、含ハロゲン炭素化合物、エーテル

図 4 : 水素結合相互作用
カラム :15 m x 0.25 mm、0.25 µm

41. トルエン

1

2

1

6

2. ヘキサノール

3

2

DB-WAX

3

5

3. フェノール

6

4

5

4. デカン (C10)DB-1

5. ナフタレン
6. ドデカン (C12)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

DB-1 は水素結合相互作用を受けません。DB-WAX でのヘキサノールとフェノールの溶出順の変化は、双極子と水素結合相互作用によるものです。

図 5 : フェニル含有量保持力
カラム :15 m x 0.25 mm、0.25 µm
1. トルエン

1

2 4

3 6

3

1

5

2

50 % フェニル

2. ヘキサノール

45

3. フェノール

6

4. デカン (C10)
5. ナフタレン

DB-1

DB-17

6. ドデカン (C12)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

DB-17 カラムでは、炭化水素と比較して、芳香族化合物の保持が増えます。DB-17 には 50 % フェニル置換基が含まれます。
DB-1 にはフェニル置換基が含まれません。

予測可能な形で保持力に影響を及ぼす別の固定相特性にフェニル含有量があります。一般に、固定相のフェニル含有量が多くなればなるほ
ど、脂肪族溶質と比べて芳香族化合物の保持力は強くなります。これは、芳香族溶質がフェニル含有量の大きな固定相によって強く保持されるのではなく (k が大きいなど)、脂肪族溶質と比べて芳香族溶質の保持が強いことを意味します。図 5 にこの保持の挙動の例を示します。

www.agilent.com/chem/GC:jp251

Agilent J&W GC カラム

極性
固定相の極性は、置換基の極性とその相対量により決まります。表 3 にさまざまな固定相を極性が低い方から順に示します。カラムの選択や分離特性を決める際に極性の選択を誤ることが頻繁にあります。固定相の極性は、保持や分離に影響を与える多くの要因の 1 つです。
極性は選択性には直接結び付きませんが、化合物の保持、つまり分離に影響を与えます。同等の揮発性を持つ化合物では、固定相に類似した極性を持つ溶質について保持時間が長くなります。つまり、極性化合物は極性の低い固定相よりも強い固定相に強く保持されます。逆の場合も同じです。この効果を図 6 で確認できます。固定相の極性の変化は、保持と溶出順序の変動に大きな影響を与えます。フェニル基置換の量の変動や、双極子と水素結合の相互作用も変動の原因となりますが、それぞれの影響の度合いを判断することは困難です。
分離と効率は、それぞれがピークの分離度に影響を与えるため、個々のカラム特性としてではなく、一緒に検討する必要があります。固定相が 2 つのピーク間で十分な分離能を持つ場合は、効率を高める必要はありません。短いカラムや内径の大きいカラム、および最適な GC 条件が設定されていない場合にはこのような状況は起こらないからです。分離度が十分ではない場合はカラム効率を高める必要があります。

図 6 : 極性 - 保持力の関係
カラム :15 m x 0.25 mm、0.25 µm
1. トルエン

2

1 4

6

2

1
5

3

2. ヘキサノール

345

3. フェノール

6

4. デカン (C10)

DB-225DB-1

5. ナフタレン

極性

無極性

6. ドデカン (C12)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

DB-225 カラムに対しては、炭化水素 (非極性) と比較して、アルコール (極性) は保持力を高めます。 DB-225はDB-1より高極性です。

252

Agilent J&W GC カラム

保持に加えて、固定相の極性がほかのカラム特性に影響を及ぼします。固定相の極性とカラム寿命、温度上限、ブリード、効率の間には一般的な傾向があります。非極性固定相では、カラム寿命、温度上限、効率は高くなる傾向があります。これらは一般的な傾向で、絶対的なもの
ではありません。低ブリード固定相はこの傾向が当てはまらないこともあります。

表 3 : 固定相の極性
低極性

CP-Sil 2

中極性

DB-1ms UI,
HP-1ms UI

DB-5ms UI,
HP-5ms UI

DB -1ms,
HP-1msDB-5ms,HP-5msVF-1msVF-5msDB-1, HP-1

DB-5, HP-5

DB-MTBE
CP-Select CB
MTBE

高極性

DB-XLB

DB-225ms

DB-ALC1

HP-88

DB-WAX

VF-XmsDB-225

DB-Dioxin

CP-Sil 88

DB-WAXetr

DB-35ms UI

CP-Sil 43 CB

DB-200DB-23

HP-INNOWax

DB-35ms,
VF-35ms

VF-1701ms

VF-200ms

VF-23ms

VF-WAXms

DB-1701

DB-210CP-Sil 19 CB

DX-4

DB-35, HP-35
CP-Sil 5 CB

CP-Sil 8 CB

CP-TCEP

CP-Wax 57
CB

DB-ALC2

DB-FFAP,
HP-FFAP

DX-1

DB-WAX FF

Ultra 1

Ultra 2

DB-17ms,
VF-17ms

DB-1ht

VF-DA

DB-17

DB-2887

DB-5.625

HP-50+

CP-FFAP CB

DB-Petro/
PONA

DB-5ht,VF-5ht

DB-17ht

CP-WAX 58
FFAP CB

DB-608CP-Sil PONA
CB

CP-Sil PAH CB

DB-TPH

CP-WAX 52
CB

DB-HT SimDis

SelectBiodiesel

DB-502.2

CP-WAX 51

HP-VOC

CP-SimDis

SE-54

CPCarbowax
400

CP-Volamine
SelectMineral Oil
HP-101
SE-30
DB-Sulfur
SCD

DB-VRX

DB-624

Carbowax
20M

DB-624ms/
UI

HP-20M

VF-624ms

CAM

DB-Select
624 UI
DB-1301
VF-1301ms
CP-Sil 13 CB

www.agilent.com/chem/GC:jp253

Agilent J&W GC カラム

ガス - 固体または PLOT カラム
PLOT (Porous Layer Open Tubular) カラムは、オーブンの冷却または室温以下への冷却を必要としない、非常に揮発性の高い溶質 (主にガス) の分離を目的としています。厚膜の固定相により、カラム温度を 35 ºC 以下にする必要がある分離でも、PLOT カラムを使用すると 35 ºC 以上の温度で行うことができます。
ガス - 固体または PLOT カラムの固定相はポリシロキサンおよびポリエチレングリコールと物理的に異なります。ガス - 固体固定相は小さな多孔質粒子です。粒子は、バインダーなどを用いてキャピラリチューブの内壁に貼り付けられます。溶質は吸着特性の違いに基づいて分離されます。粒子は多孔質のため、大きさと形状の違いも生じます。

Alumina PLOT カラムは、C1～C10 の炭化水素と小さい芳香族化合物の分離に最適です。Alumina PLOT カラムを KCl で処理したものでは、一部の炭化水素の保持の順序が変化します。PLOT Q カラムは、C1～C3 の炭化水素では分離能がわずかに向上しますが、C4 以上の炭化水素は Alumina
PLOT カラムでの分離の方が優れています。PLOT Q は、C6 以上の炭化水素と芳香族化合物で非常に長いリテンションタイムと非常に幅広いピークを示します。PLOT Q は硫黄ガスを分離し、大部分の軽質炭化水素も分離します。Molesieve PLOT カラムは多くの希ガスや永久気体を分離するために使用されます。GS-GasPro カラムは、ほかのさまざまな PLOT カラムの特長の多くを合わせ持っています。軽質炭化水素、無機ガス、溶媒は GC-GasPro に適したサンプルの一例です。

PLOT 相の選択のための判断基準
分散
形状/サイズ

イオン性の表面

ゼオライト

Alumina/Al2O3
GS-OxyPLOT
分散

形状/サイズ
モレキュラシーブ

イオン性の表面
多孔質ポリマBonded シリカ

グラファイト結合炭素

PLOT カラムの例
ゼオライト/モレキュラシーブ : HP-PLOT Molesieve

254

グラファイト結合炭素 :GS-CarbonPLOT、CarboBOND

多孔質ポリマ :HP-PLOT Q、HP-PLOT U

Bonded シリカ :GS-GasPro、CP-SilicaPLOT

Alumina/Al2O3 :GS-Alumina、GS-Alumina KCl、HP-PLOT Al2O3 KCl、HP-PLOT Al2O3 "S"、HP-PLOT Al2O3 "M"

独自の相 :

Lowox、GS-OxyPLOT

Agilent J&W GC カラム

固定相選択の概要
1. 使用すべき固定相がわからない場合は、DB-1 または DB-5 をお試しください。
2. 低ブリード 「( ms」) カラムは一般により不活性で、温度上限が高くなっています。ウルトライ
ナート 1ms、5ms、および 35ms カラムは、活性化合物や微量サンプルを含む幅広い対象化合物について最小のカラムブリードと最高のカラム不活性度を提供します。

3. 満足な分離度と分析時間を得るためには、低極性の固定相を使用します。非極性固定相は極性固定相よりも優れた寿命を示します。

4. 溶質の極性に類似した極性の固定相を使用します。この方法は多くの場合に利用できますが、必ずしも最適な固定相を選択できるわけではありません。

5. 完全に分離されない溶質が異なる双極子や水素結合強度を有する場合は、異なる量の (必ずしも前回を上回る量でなくてもよい) 双極子または水素結合相互作用を有する固定相に変えます。固定相を変更すると別の共溶出が生じることがあるため、新しい固定相を用いても全体的な分離能が向上しない可能性があります。

6. 選択型検出器と大きく反応する固定相は、できるだけ使用しないようにします。例えば、シ
アノプロピルを含有する固定相を NPD とともに使用すると (カラムブリードに起因して) 大き
なベースライン上昇が見られます。

7. DB-1 または DB-5、DB-1701、DB-17、および DB-WAX があれば、広範囲の選択性をカバーできます。

8. PLOT カラムは、主にカラム周囲温度 (室温) でガス状のサンプルの分析に使用します。

ヒントとテクニック
アジレントの GC 消耗品を使用することにより、最高の性能と最大の生産性を確保できます。
詳しくは、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp255

Agilent J&W GC カラム

表 4 : カラム効率に対する径
カラム内径
直径 (mm)理論
段数/メートル

0.10

12,500

0.18

6,600

0.20

5,940

0.25

4,750

0.32

3,710

0.45

2,640

0.53

2,240

k=5 の溶質に対する最大効率

カラムの内径カラムの内径は、効率、保持、圧力、キャリアガス流量、およびカラム容量の 5 つの条件に影響を与えます。
カラム効率 (N/m) はカラムの内径に反比例します。表 4 に示した効率は、小口径カラムがメート
ルあたりの理論段数が高いことを示しています。分離度は理論段数の平方根の関数です。したがって、カラム効率を 2 倍にすると、分離度は理論的には 1.41 倍 (2 の平方根) 増加しますが、実際には 1.2～1.3 倍に近づきます。ピークの分離が小さく高いカラム効率 (つまり狭いピーク) が必
要な場合は、小口径カラムを使用します。図 7 に、内径が異なる 2 つのカラムの分離度の差を示します。
恒温条件では、溶質の保持はカラムの内径に反比例します。温度プログラム条件では、変動が恒温条件の値の 1/3～1/2 です。カラムの内径を保持に基づいて選択することは稀です。図 7 に、2つの異なる径のカラムの保持の差を示します。
カラムヘッド圧は、ほぼカラム半径の逆二乗の関数です。例えば、内径 0.25 mm のカラムは、同じ長さ (キャリアガスと温度も同じ) を持つ内径 0.32 mm カラムのヘッド圧の約 1.7 倍を必要とします。カラムの内径を変えるとカラムヘッド圧は劇的に変動します。より小口径のカラムには非常に高い圧力が必要なため、標準の GC 分析には内径 0.18 mm 以上のカラム内径を使用します。広い
径のカラム、特に短いカラム (15 m x 内径 0.32 mm など) は GC/MS システムでの使用には実用的ではありません。カラム出口を真空にすると必要なヘッド圧は大きく減ります。また、非常に低い
ヘッド圧を維持または制御することは困難です。

図 7 : カラム径 - 分解能と保持力の比較
カラム :DB-624、30 m
Rs = 0.87

Rs = 1.01

1
2

1
2

1. 1,3- ジクロロベンゼン

N = 58,700

内径 0.53 mm、3.00 µm

256

N = 107,250

2. 1.4- ジクロロベンゼン

内径 0.32 mm、1.80 µm

Agilent J&W GC カラム

定圧では、カラムの内径が大きくなるにつれてキャリアガスの流量は大きくなります。高流量が必要なアプリケーションやハードウェアには、通常は大口径カラムを使用します。ヘッドスペー
スシステムとパージ & トラップシステムでは、正しく操作するために高いキャリアガス流量が必要です。内径 0.45 mm または 0.53 mm のカラムは、高い流量を使用できるこれらのシステムで使用します。これらのシステムで小口径カラムを使用する場合には、特別な配慮が必要です。これは、冷却インタフェースやオーブンの使用、スプリットインジェクタによる注入などの場合です。これらの方法では、分析が複雑になる、コストが増加する、またはサンプルが失われることがあります。低キャリアガス流量が必要なアプリケーションやハードウェアには、通常は小口径カラムを使用します。GC/MS は低キャリアガス流量を必要とするシステムであるため、これらのアプリ
ケーションでは内径 0.25 mm 以下のカラムを使用します。
カラムの内径が大きくなるにつれてカラム容量は増えます。実際のカラム容量は固定相、溶質、膜厚にも依存します。表 5 に、さまざまなカラムの内径に対する一般的な容量範囲を示します。

表 5 : カラム容量 (ng)
膜厚 (µm)

カラム内径 (mm)0.18-0.20

0.25

0.32

0.53

20-35

25-50

35-75

50-100

0.10
0.25

35-75

50-10075-125100-2500.50

75-150100-200

125-250250-500

1.00

150-250200-300

250-500

500-1000

3.00

400-600

500-800

1000-2000

5.00

1000-1500

1200-2000

2000-3000

カラム内径の選択の概要
1. より高いカラム効率が必要な場合は、内径 0.15、0.18、または 0.25 mm のカラムを使用します。内径 0.15 および 0.18 mm のカラムは、排気能力が低い GC/MS システムに特に適しています。小さい内径のカラムは、カラム容量が低く、高いヘッド圧が必要です。

2. 高いサンプル容量が必要な場合には、内径 0.32 mm のカラムを使用します。多くの場合、この内径のカラムでは、スプリットレス注入または大量注入 (> 2 µL) の際の早い時期に溶出した
溶質について、内径 0.25 mm のカラムよりも優れた分離能が得られます。
3. メガボアのダイレクトインジェクタしか使用できない場合や、さらに高いカラム効率が必要な場合には、内径 0.45 mm のカラムを使用します。パージ & トラップ、ヘッドスペースサン
プラ、バルブ注入アプリケーションなど、キャリアガスの流速が速い状況に適しています。

4. メガボアのダイレクトインジェクタだけしか使用できない場合には、内径 0.53 mm のカラムを使用します。パージ & トラップ、ヘッドスペースサンプラを使用する場合など、キャリア
ガスの流速が速い状況に適しています。内径 0.53 mm のカラムには、一定の df (膜厚) で最も高いカラム容量があります。

www.agilent.com/chem/GC:jp257

Agilent J&W GC カラム

カラム長さ
カラム長さは、効率、保持 (分析時間)、キャリアガス圧力の 3 つのパラメータに影響を及ぼします。
カラム効率 (N) はカラム長さに比例します。分離度は理論段数の平方根の関数です。例えば、カラム長さ (つまり効率) を 2 倍にすると、理論上、分離度は 1.41 倍高くなります (実際には 1.2～1.3
倍に近づきます)。ピークの分離が小さく、高いカラム効率 (つまり狭いピーク) が必要な場合は、長いカラムを使用します。図 8 に、3 つの異なる長さのカラムに対する分離度の違いを示します。

図 8 : カラム長さ - 分解度と保持力の比較
カラム :DB-62415 m x 0.53 mm、0.30 µm
30 m x 0.53 mm、0.30 µm
60 m x 0.53 mm、0.30 µm

Rs = 0.84
2.29 minRs = 1.16
4.82 min1

1

2

Rs = 1.68
8.73 min1

2

2

1. 1,3- ジクロロベンゼン
2. 1.4- ジクロロベンゼン

15 m

30 m

60 m

定温条件では、溶質の保持はカラム長さに比例します。温度プログラム条件では、変動は恒温条
件の値の 1/3～1/2 です。カラムを長くすることで効率が高くなる場合は、分析時間は大幅に伸びます。図 8 に、3 つの異なる長さのカラムでの保持の違いを示します。

258

Agilent J&W GC カラム

カラムヘッド圧はカラムの長さにほぼ比例します。カラムが非常に小口径か大口径でない限り、
通常は圧力は問題になりません。長く小口径のカラムは非常に高いヘッド圧を必要とし、短く大口径のカラムでは必要とされるヘッド圧は低くなります。どちらの状況も現実的ではないため、限られた条件下での話になります。キャリアガスの種類もカラム圧力に影響を及ぼします。
カラムが長くなるにつれて、カラムブリードが増えます。長いカラムはより多くの固定相を持つ
ため、より多くの分解生成物が生じます。長いカラムでのブリードの増加はさほど大きくありま
せんが、長いカラムが必要な場合に、それを使用することに対する障害になってはいけません。
カラムのコストはカラム長さに直接関係します。カラム長さを 2 倍にすると、カラムの価格もほぼ 2 倍になります。カラムを長くすることで効率を高めると、カラムコストは大幅に増えます。
分析時間が延びることも考慮すると、効率を上げるためにカラムを長くすることはよい選択肢とは言えません。
短いカラムは、長いカラムに比べ、メートルあたりのコストは高くなります。長いカラムを短く切断することがコストを抑える方法のように思われますが、これはお勧めしません。短く切った
カラムの品質は保証できません。手を加えていない本来のカラムとは同じではない恐れがあります。理論上、切断したカラムは同様の結果を示すはずです。しかし、実際には、必ずしもそうなるとは限りません。元のカラムから短いカラムを切り取った場合、切断された個々のカラムの変動の可能性は高くなります。カラム長さ、膜厚、固定相極性が高くなり、カラム径が小さくなると、切断された個々のカラムの間に大きな変動が見られます。また、短いカラムを他のケージに再度巻き付けるときに、チューブが割れる可能性が増します。技術的に、カラムを短くすることで、その性能は保証されなくなります。

カラム長さ選択の概要
1. 最適な長さが不明な場合は、25～30 m のカラムをお試しください。
2. 10～15 m のカラムは、非常によく分離された溶質が含まれるサンプルや、溶質の数が非常に少ないサンプルに最適です。短いものは、非常に小口径のカラムのヘッド圧を下げるために使用されます。

3. 50～60 m のカラムは、ほかの手段 (より小さな径、別の固定相、カラム温度の変更) では分離ができない場合に使用します。多数の溶質を含む複雑なサンプルに最適です。長いカラムは分析時間が長く、コストが高くなります。

www.agilent.com/chem/GC:jp259

Agilent J&W GC カラム

カラム膜厚カラムの膜厚は、保持、分離能、ブリード、不活性度、カラム容量の 5 つの主要なパラメータに影響を及ぼします。
定温条件では、溶液の保持は膜厚に正比例します。温度プログラム条件では、変動が定温条件の値の 1/3～1/2 になります。厚膜カラムは、非常に揮発性の高い溶質で高い保持を得るために使用します。標準膜厚のカラムを使用した場合に、通常は低温 (室温以下) の冷却を必要とする揮発性
溶質も、30 ºC 以上の温度で十分に保持できます。より厚膜のカラムに変更すると、より高いカラ
ム温度で同等またはそれ以上の保持を提供する効果があります。通常、厚膜カラムは、溶媒や選択ガスなどの揮発性化合物に使用します。薄膜カラムは、強く保持される溶質の保持を軽減するために使用します。強く保持される溶質を早く、または低い温度で溶出できます。薄膜カラムに変更すると、低いカラム温度で同等以下の保持を提供する効果があります。通常、薄膜カラムは、
高沸点または高分子量化合物に使用します。図 9 に、膜厚が異なる 2 つのカラムの保持の違いを示します。

k 値が 2 以下の溶質は、カラムによる保持が不十分なために分離が非常に困難です。厚膜カラムに変更すると、溶質保持が強まるため、分離能が向上します。分離能の向上は、元のカラムの溶質

k 値によって異なります。k 値が 5 以下の溶質では、保持を強めると分離能が上がります。5～10の値を持つ溶質のピークでは、その保持を強めると分離能はある程度高くなります。10 以上の k値を持つピークでは、保持を強めても分離能の向上はなく、分離能が下がることもあります。早く溶出するピークの分離能を上げるために膜厚を厚くすると、遅く溶出するピークの分離能が低下します。

図 9 : カラム膜厚 - 分解能と保持力の比較
カラム :DB-1、30 m x 0.32 mm

キャリアガス :ヘリウム、38 cm/s

オーブン :

100 ºC 定温
1

7.00

2

3

0

2

4

0.25 µm

61. n- デカン

8

2. n- ウンデカン

Time (min)3. n- ドデカン

1

24.59
2
3

0

5

10

15
Time (min)

260

20

25

1.00 µm

Agilent J&W GC カラム

所定の固定相に対して、膜厚を増すとカラムブリードが大きくなります。厚膜カラムは保持力が強いため、膜厚を大きくすると、遅く溶出するピークが、カラムブリードが多い領域に移動する可能性があります。ブリードレベルが高いことにより、厚膜カラムの温度上限は低くなることがあります。
カラムは、膜厚が大きくなるほど不活性になります。チューブ表面から溶質を遮断する固定相が多くなります。膜厚カラムを使用することにより、活性化合物のピークテーリングを減少させ、または排除することができます。
厚膜カラムは高い溶質容量を持っています。1 つの溶質が非常に多量に存在する場合、生じる幅
広いピークが隣接ピークと干渉するか、共溶出する恐れがあります。厚膜カラムに変更すること
で、ピークの広がり、つまり共溶出を軽減できます。表 5 に、さまざまな膜厚に対する一般的な容量範囲を示します。

カラム膜厚選択の概要
1. 内径 0.18～0.32 mm のカラムでは、0.18～0.25 µm の膜厚が平均または標準で (つまり薄くも厚くもない)、大部分の分析対象化合物に使用されます。
2. 内径 0.45～0.53 mm のカラムでは、0.8～1.5 µm の膜厚が平均または標準で (つまり薄くも厚くもない)、大部分の分析対象化合物に使用されます。
3. 厚膜カラムは、揮発性溶質 (軽質溶剤、ガスなど) の分離に使用します。厚膜カラムは不活性度が高く、容量が大きくなります。厚膜カラムはカラムブリードが大きく、温度上限が低くなります。

4. 薄膜カラムは、高沸点、高分子量の溶質 (ステロイド、トリグリセリドなど) の保持を最低限に抑えるために使用されます。薄膜カラムは不活性度が低く、カラム容量が小さくなります。
また、カラムブリードは少なくなります。

www.agilent.com/chem/GC:jp261

Agilent J&W GC カラム

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド
アプリケーション分野

アプリケーション例

アジレントの相バイオディーゼル

EN14105 遊離/総グリセリン

Biodiesel、Select Biodiesel

ASTM D6584 遊離/総グリセリン

Biodiesel、Select Biodiesel

EN14103 FAME 分析

Biodiesel、Select Biodiesel

EN14110 残留メタノール
EN14106 遊離グリセロール

Biodiesel、Select Biodiesel
Select Biodiesel for Glycerides

キラル γ-ラクトンおよびテルペン

CycloSil-βキラル酸、アルコール、アミノ酸、芳香族炭化水素、 Cyclodex-βジオール、調味料、香料、ケトン、有機酸、フェノールの光学異性体
キラル化合物 (窒素選択検出器、NPD を使用)

HP-Chiral β酸、アルコール、アミノ酸、芳香族炭化水素、 CP-Chirasil-Dex CB、CP-Cyclodextrin-β-2,3,6-M-19
ジオール、調味料、香料、ケトン、有機酸、フェノールの光学異性体
食品、香料

ライフサイエンス

農薬

アミノ酸、光学異性体

CP-Chirasil-Dex CB、CP-Cyclodextrin-β-2,3,6-M-19

C26 までの FAME、FAME のシス/トランス異性体の高速分離Select FAME

260 ºC までのシス/トランス FAME 分析
揮発性HP-88、CP-Sil 88 for FAME
CP-Carbowax 400 for Volatiles in Alcohol

不飽和トリグリセリド

CP-TAP CB for Triglycerides

C1～C26 の香料および遊離脂肪酸

DB-WAX、HP-WAX、CP-FFAP CB

グリコール、ジオール、アルコール

CP-Wax 57 CB for Glycols and Alcohols、DB-WAX

血中アルコールテスト
乱用薬物の確認

DB-ALC1、DB-ALC2
DB-5ms EVDX

USP 溶媒、一般的な溶媒<467> 用 DB-Select 624UI、DB-624、VF-624ms

乱用薬物の確認

DB-35ms ウルトライナート、VF-DA

有機塩素系農薬および PCB

DB-CLP1 および DB-CLP2、DB-35ms ウルトライナート、
DB-17ms、DB-XLB
DB-608塩素系農薬および PCB
環境および食品中の農薬分析

DB-35ms ウルトライナート、DB-XLB、VF-1701 Pesticides、
DB-1701P

塩素系、窒素系、リン系農薬

CP-Sil 8 CB for Pesticides、DB-35ms ウルトライナート、
DB-5ms ウルトライナート

塩素系、窒素系、リン系農薬、微量 DDTおよびエンドリン

CP-Sil 19 CB for Pesticides、DB-35ms、DB-XLB

(続く)

262

Agilent J&W GC カラム

アプリケーション分野

アプリケーション例

アジレントの相

多環芳香族炭化水素

EU の規制対象の PAH

DB-EUPAH

環境および食品サンプル中の PAH

Select PAH

C5～C80、PAH および極性化合物

CP-Sil PAH CB UltiMetal

石油

EU および EPA の規制対象 PAH

VF-17ms for PAH

ASTM メソッド D2887 を使用した擬似蒸留

DB-2887

C5～C120 の擬似蒸留

DB-HT SimDis、CP-SimDist UltiMetal

PONA および PIANO 分析
ASTM D5134

HP-PONA、DB-Petro、CP-Sil PONA CB
CP-Sil PONA for ASTM D5134

C1～C10 の炭化水素

Select Al2O3 MAPD、Alumina PLOT PT ファミリ
CP-TCEP for Alcohols in Gasoline

C1～C6 のアルコール、C6～C10 の芳香族化合物
プロピレンストリーム中の硫黄不純物質
高極性および無極性揮発性化合物、クロロシラン

DB-Select SCD、Select Low Sulfur
Select Silanes

C1～C6 のアミン、アルコール、NH3、水、CP-Volamine

C3～C20 のアミン、アルカノールアミン

CP-Sil 8 CB for Amines

C3～C8 のアミンおよびジアミン

CP-Wax for Volatile Amines and Diamines

C4～C10 のアミン、ジアミン、芳香族アミン

CP-Wax 51 for Amines

C1～C10 の炭化水素に含まれる酸化化合物

Lowox、GS-OxyPLOT
GS-OxyPLOT

溶媒、エタノールアミン

C1～C10 の炭化水素

半揮発性化合物

メタノール、ホルムアルデヒド、およびギ酸水溶液

CP-Sil 5 CB for Formaldehyde

C1～C12 の炭化水素

CP-Squalane

揮発性酸化化合物およびハロゲン化炭化水素

CP-Propox

ポリ塩化ジベンゾダイオキシン (PCDD) およびジベンゾフラン (PCDF)

DB-Dioxin

ダイオキシンおよびジベンゾフラン

CP-Sil 88 for Dioxins、DB-Dioxin

EPA 半揮発性化合物メソッド 625、1625、8270、および CLP プロトコル

DB-UI 8270D、DB-5ms ウルトライナート、DB-5.625、HP-5ms Semivolatile
CP-Sil 5/C18 CB for PCB

PCB、詳細な分析
PCB

CP-Sil 8 CB for PCB、DB-XLB(続く)

www.agilent.com/chem/GC:jp263

Agilent J&W GC カラム

アプリケーション分野

アプリケーション例

アジレントの相

揮発性化合物EPA メソッド 502.2、524.2、および 8260

DB-624 ウルトライナート、DB-VRX

揮発性優先汚染物質および残留溶媒ハロゲン化炭化水素および有機溶媒

DB-624 ウルトライナート、DB-624、VF-624ms
CP-Select 624 CB

EPA メソッド 502.2、524.2、および 8260

HP-VOCEPA メソッド 502.2

DB-502.2

土壌および水中の MTBE

DB-MTBE

酸素化合物および有機溶媒

CP-Select CB for MTBE

全石油炭化水素 (TPH)、土壌分析、および LUFT

DB-TPH

C5～C40 の炭化水素

Select Mineral Oil

金属

高温分析および処理アプリケーション

非結合型

アミノ酸誘導体、精油

UltiMetal、DB-ProSteel
HP-101

薬物、グリコール、農薬、ステロイド

HP-17

アミン、塩基性化合物

CAM

アルコール、遊離酸、精油、エーテル、
グリコール、溶媒

Carbowax 20M、HP-20M

汎用

SE-30、SE-54

ヒントとテクニック
新旧を問わず、すべてのタイプの GC アプリケーションと標準メソッドをアプリケーションライブラリで検索することができます。www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

264

Agilent J&W GC カラム

EPA メソッド
飲用水
EPA メソッド アプリケーション

推奨カラム

部品番号

501、501.3

DB-VRX、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1534

DB-624、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1334

VF-624ms、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

CP9102502.2

SIM モード GC/MS による飲料水中のトリハロメタンの測定

パージ & トラップ GC-PID-ECD による水中の揮発性有機化合物

DB-624 Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1334UI

DB-VRX、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1564

DB-624、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1364

VF-624ms、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

CP9103

DB-624 Ultra Inert、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1364UI

VF-624ms、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

CP9102503.1

パージ & トラップ GC による水中の揮発性芳香族および不飽和有機化合物

DB-VRX、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1534

DB-624、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1334504.1

マイクロ抽出 - GC による 1,2- ジブロモエタン (EDB)
および 1,2- ジブロモ-3-クロロプロパン (DBCP)

DB-CLP1、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-8232

DB-CLP2、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-8336

505

506

507

マイクロ抽出 - GC による水中の有機ハロゲン化農薬
および PCB の分析

液液抽出または液/固抽出 - GC-PID による飲料水中のフタル酸およびアジピン酸エステルの定量

GC-NPD による水中の有機窒素系農薬および有機リン系農薬の定量

DB-VRX、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1534

DB-624、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1334

DB-624 Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1334UI

VF-1ms、30 m x 0.32 mm、1.00 µm

CP8926

VF-1701ms、30 m x 0.32 mm、1.00 µm

CP9163

DB-CLP1、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-8232

DB-CLP2、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-8336

DB-XLB、30 m x 0.25 mm、0.50 µm

122-1236

VF-1ms、30 m x 0.32 mm、1.00 µm

CP8926

VF-17ms、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

CP8991DB-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532

VF-5ms、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

CP8955VF-1ms、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

CP8924DB-35ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-3832

DB-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532

VF-5 Pesticides、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP9074

VF-1701 Pesticides、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP9070(続く)

www.agilent.com/chem/GC:jp265

Agilent J&W GC カラム

飲用水
EPA メソッド アプリケーション

508

508.1

515

515.3

515.4

521

GC-ECD による水中の有機塩素系農薬の定量

液/固抽出 - GC-ECD による塩素系農薬、除草剤、および有機ハロゲンの定量

飲料水中の塩素系除草剤の定量

液液抽出 - 誘導体化 - GC-ECD による飲料水中の塩素系酸性物質の定量

液液マイクロ抽出 - 誘導体化 - 高速 GC-ECD による飲料水中の塩素系酸性物質の定量

推奨カラム

部品番号

DB-CLP1、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-8232

DB-CLP2、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-8336

DB-35ms Ultra Inert、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-3832UI

DB-XLB、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-1236

DB-608、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-1730

VF-5 Pesticides、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP9074

VF-1701 Pesticides、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP9070DB-CLP1、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-8232

DB-CLP2、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-8336

DB-35ms Ultra Inert、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-3832UI

DB-XLB、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-1236

VF-5 Pesticides、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP9074DB-35ms Ultra Inert、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-3832UI

DB-5ms Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532UI

HP-5ms Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

19091S-433UI

DB-1701、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-0732

DB-5ms Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532UI

HP-5ms Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

19091S-433UI

DB-1701、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-0732

VF-1701ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP9151VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8944DB-5ms Ultra Inert、20 m x 0.18 mm、0.18 µm

121-5522UI

HP-5ms Ultra Inert、20 m x 0.18 mm、0.18 µm

19091S-577UI

DB-1701、20 m x 0.18 mm、0.18 µm

121-0722

VF-1701ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP9151VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8944

固相抽出 - 大量注入 GC - タンデム型 MS/MS (CI 法) に DB-5ms Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、1.00 µm
よる飲料水中のニトロサミンの定量
HP-5ms Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

VF-5ms、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

122-5533UI
19091S-233UI
CP8946(続く)

266

Agilent J&W GC カラム

飲用水
EPA メソッド アプリケーション

524.2

推奨カラム

GC/MS による水中の揮発性有機化合物の測定

部品番号DB-VRX、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1564

DB-624、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1364

DB-624 Ultra Inert、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1364UI

HP-VOC、60 m x 0.20 mm、1.10 µm

19091R-306

DB-VRX、20 m x 0.18 mm、1.00 µm

121-1524

DB-624、20 m x 0.18 mm、1.00 µm

121-1324

DB-624 Ultra Inert、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1364UI

VF-624ms、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

CP9102

VF-624ms、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

CP9103VF-5ms、30 m x 0.32 mm、1.00 µm

CP8957525、525.2

液/固抽出 - GC/MS による飲料水中の有機化合物の定量

HP-5ms、30 m x 0.25 mm、0.50 µm

19091S-133

VF-5 Pesticides、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP9074526

固相抽出 - GC/MS による飲料水中の指定半揮発性有機化合物の定量

DB-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532

HP-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

19091S-433

VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8944DB-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532

HP-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

19091S-433

VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8944DB-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532

527

528

529

551

551.1

固相抽出 - GC/MS による飲料水中の特定農薬および難燃剤の定量

固相抽出 - GC/MS による飲料水中のフェノールの定量

固相抽出 - GC/MS による飲料水中の爆発物および関連物質の定量

液液抽出 - GC-ECD による飲料水中の塩素系消毒液
および塩素系溶媒の定量

液液抽出 - GC-ECD による飲料水中の塩素系消毒液、塩素系溶媒および含ハロゲン農薬の定量

DB-XLB、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-1232

VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8944DB-5ms Ultra Inert、15 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5512UI

HP-5ms Ultra Inert、15 m x 0.25 mm、0.25 µm

19091S-431UI

VF-5ms、15 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8939DB-5ms、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

122-5533

DB-1、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

122-1033

DB-210、30 m x 0.25 mm、0.50 µm

122-0233

VF-1301ms、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

CP9054DB-5ms、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

122-5533

DB-1、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

122-1033

DB-1301、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

122-1333

VF-1ms、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

CP8913

VF-1301ms、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

CP9054(続く)

www.agilent.com/chem/GC:jp267

Agilent J&W GC カラム

飲用水
EPA メソッド アプリケーション

552

552.1

552.2

552.3

556

268

液液抽出 - 誘導体化 - GC-ECD による飲料水中のハロ酢酸の定量

イオン交換 - 液/固抽出 - GC-ECD による飲料水中のハロ酢酸およびダラポンの定量

液液抽出 - 誘導体化 - GC-ECD による飲料水中のハロ酢酸およびダラポンの定量

液液マイクロ抽出 - 誘導体化 - GC-ECD による飲料水
中のハロ酢酸およびダラポンの定量

ペンタフルオロベンジルヒドロキシルアミン誘導体
化 - GC-ECD による飲料水中のカルボニル化合物の
定量

推奨カラム

部品番号

DB-35ms Ultra Inert、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-3832UI

DB-XLB、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-1236

DB-1701、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-0732

DB-5ms Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532UI

HP-5ms Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

19091S-433UI

VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8944

DB-CLP1、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-8232

DB-CLP2、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-8336

DB-35ms Ultra Inert、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-3832UI

DB-XLB、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-1236

DB-CLP1、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-8232

DB-CLP2、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-8336

DB-35ms Ultra Inert、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-3832UI

DB-XLB、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-1236

VF-1701ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP9151VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8944

DB-CLP1、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-8232

DB-CLP2、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-8336

DB-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532

DB-1701、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-0732

VF-1701ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP9151VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8944DB-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532

DB-1701、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-0732

VF-1701ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP9151VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8944

Agilent J&W GC カラム

廃水
EPA メソッド

アプリケーション

カラム

部品番号

601

揮発性ハロカーボン

DB-VRX、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1564

DB-624、75 m x 0.45 mm、2.55 µm

124-1374

DB-624、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1364

VF-624ms、75 m x 0.53 mm、3.00 µm

CP9108

VF-624ms、60 m x 0.32 mm、1.80 µm

CP9105

602

603

604

揮発性芳香族化合物

アクロレインおよびアクリロニトリル

フェノール

605

ベンジジン

606

フタル酸エステル

607

ニトロサミン

VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8944

DB-624、75 m x 0.53 mm、3.00 µm

125-1374

DB-624、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1334

DB-VRX、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1534

VF-624ms、75 m x 0.53 mm、3.00 µm

CP9108VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8944

VF-624ms、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

CP9102

DB-624、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1334

DB-VRX、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1534

VF-WAXms、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

CP9206

VF-624ms、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

CP9102

DB-5ms Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532UIDB-XLB、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-1232

VF-5ms、60 m x 0.32 mm、1.80 µm

CP9105VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8944DB-5ms Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532UI

DB-608、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-6832

DB-5ms Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532UI

DB-608、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-6832

VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8944DB-5ms Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532UI

CP-Sil 8 CB for Amines、30 m x 0.32 mm、1.00 µm

CP7596(続く)

ヒントとテクニック
GC Calculator は、iPhone および iPod touch ユーザーの方にご利用いただける無償のアプリケーション
ソフトです。キャピラリ GC カラムにおける圧力設定値と流量値を計算できます。
www.agilent.com/chem/gcapp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp269

Agilent J&W GC カラム

廃水
EPA メソッド

アプリケーション608

有機塩素系農薬および PCB

609

610

611
612

613

614
615

芳香族ニトロ化合物およびイソホロン

多核芳香族炭化水素

ハロエーテル
塩素化炭化水素

2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ダイオキシン

都市および工業廃水中の有機リン系農薬の定量
塩素系除草剤カラム

部品番号DB-35ms Ultra Inert、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-3832UI

DB-XLB、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-1236

DB-17ms、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-4732

VF-5 Pesticides、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP9074

VF-1701 Pesticides、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP9070VF-17ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8982HP-5ms、30 m x 0.25 mm、0.50 µm

19091S-133

DB-5ms、30 m x 0.25 mm、0.50 µm

122-5536

DB-608、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-6832

VF-5ms、30 m x 0.53 mm、1.50 µm

CP8976VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.50 µm

CP8945DB-5ms Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532UI

DB-5ms、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-5532

DB-17ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-4732

VF-17ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8982VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8944VF-5ms、30 m x 0.53 mm、1.50 µm

CP8976VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.50 µm

CP8945DB-5ms、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-5536

HP-5ms、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

19091S-113

DB-1、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-103E

VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.10 µm

CP8943

VF-35ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8877

VF-200ms、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

CP8860DB-5ms Ultra Inert、60 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5562UI

CP-Sil 88 for Dioxins、50 m x 0.25 mm、0.20 µm

CP7588VF-5ms、60 m x 0.25 mm、0.10 µm

CP8948DB-35ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-3832

DB-5ms Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532UI

DB-35ms Ultra Inert、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-3832UI

VF-1701 Pesticides、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP9070VF-5 Pesticides、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP9074(続く)

270

Agilent J&W GC カラム

廃水
EPA メソッド

アプリケーション619

トリアジン系農薬

622

都市および工業廃水中の有機リン系農薬の定量624

揮発性化合物

625

1613

1624
1625

8021

塩基性/中性および酸性

同位体希釈 HRGC/HRMS による四塩化～
八塩化ダイオキシンおよびフラン

同位体希釈 GC/MS による揮発性有機化合物
同位体希釈 GC/MS による半揮発性有機化合物

揮発性ハロゲン化および芳香族有機化合物

カラム

部品番号

DB-35ms Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-3832UI

DB-5ms Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532UI

VF-17ms、30 m x 0.25 mm、0.50 µm

CP8983VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8944DB-35ms Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-3832UI

DB-5ms Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532UI

DB-VRX、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1564

DB-624、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1364

HP-VOC、60 m x 0.20 mm、1.10 µm

19091R-306

DB-VRX、20 m x 0.18 mm、1.00 µm

121-1524

DB-624、20 m x 0.18 mm、1.00 µm

121-1324

VF-624ms、75 m x 0.53 mm、3.00 µm

CP9108

VF-624ms、60 m x 0.32 mm、1.80 µm

CP9105VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8944HP-5ms Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、0.50 µm

19091S-133UI

VF-5 Pesticides、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP9074

VF-1701 Pesticides、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP9070VF-200ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8858DB-5ms Ultra Inert、60 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5562UI

CP-Sil 88 for Dioxins、50 m x 0.25 mm、0.20 µm

CP7588VF-5ms、60 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8960DB-624、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1364

VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8944DB-5ms Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532UI

HP-5ms Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

19091S-433UI

VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8944

DB-VRX、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1564

DB-624、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1364

www.agilent.com/chem/GC:jp271

Agilent J&W GC カラム

固形廃棄物
EPA メソッド

アプリケーション

カラム

部品番号

8010

EPA メソッド 8021 による揮発性ハロゲン化

DB-VRX、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1564

DB-608、30 m x 0.53 mm、0.50 µm

125-6837

DB-624、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1334

8011

8015

8015c

8020

有機化合物のリスト

マイクロ抽出 - GC による 1,2-ジブロモエタン
および 1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン

GC による非ハロゲン化有機化合物

GC による非ハロゲン化有機化合物

EPA メソッド 8021 による揮発性芳香族有機化合物のリスト

8021、CLP ボラミン

揮発性ハロゲン化および芳香族有機化合物

8021b

GC による芳香族およびハロゲン化揮発性

8031

化合物

GC によるアクリロニトリル

DB-624 Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1334UI

DB-VRX、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1534

VF-1ms、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

CP8924

DB-624、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1334

DB-624 Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1334UI

DB-VRX、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1534

DB-WAX、30 m x 0.25 mm、0.50 µm

122-7033

DB-5、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

122-5033

HP-5、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

19091J-233

VF-WAXms、30 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP9215CP-Sil 8 CB、30 m x 0.53 mm、1.50 µm

CP8736

DB-624、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1334

DB-624 Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1334UI

DB-VRX、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1534

DB-VRX、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1564

DB-608、30 m x 0.53 mm、0.50 µm

125-6837

VF-624ms、60 m x 0.53 mm、3.00 µm

CP9107

VF-624ms、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

CP9103

DB-624、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1334

DB-624 Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1334UI

DB-VRX、30 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1534

PoraBOND Q、25 m x 0.53 mm、10.00 µm

CP73548032

GC によるアクリルアミド

CP-Wax 58 FFAP CB、25 m x 0.53 mm、2.00 µm

CP76548033

GC-NPD によるアセトニトリル

DB-WAX、15 m x 0.25 mm、0.50 µm

122-7013

8040、8041、8,041a

GC によるフェノール

HP-INNOWax、15 m x 0.25 mm、0.50 µm

19091N-231

VF-WAXms、15 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP9226DB-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532

DB-XLB、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-1232

VF-5ms、30 m x 0.53 mm、1.50 µm

CP8976

VF-1701ms、30 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP9171

VF-17ms、30 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP9001(続く)

272

Agilent J&W GC カラム

固形廃棄物
EPA メソッド

アプリケーション

8060

フタル酸エステル

8061

8070、8,070a

8081、8,081a

8082、CLP 農薬、8082a

8090

8091
8095

8100

GC-ECD によるフタル酸エステル

GC によるニトロサミン

GC による有機塩素系農薬

GC によるポリ塩化ビフェニル (PCB)

芳香族ニトロ化合物およびイソホロン

カラム

部品番号

DB-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532

DB-608、30 m x 0.53 mm、0.50 µm

125-6837

DB-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532

DB-608、30 m x 0.53 mm、0.50 µm

125-6837

VF-1701ms、30 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP9171DB-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532

CP-Sil 8 CB for Amines、30 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP7597

VF-17ms、30 m x 0.53 mm、1.50 µm

CP9002

DB-CLP1、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-8232

DB-CLP2、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-8336

DB-35ms、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-3832

DB-XLB、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-1236

VF-5ms、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

CP8946

VF-35ms、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

CP8879DB-CLP1、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-8232

DB-CLP2、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-8336

DB-35ms、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-3832

DB-XLB、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-1236

VF-5ms、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

CP8946

VF-35ms、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

CP8879DB-5ms、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

122-5533

DB-608、30 m x 0.53 mm、0.50 µm

125-6837

HP-5ms、30 m x 0.25 mm、0.50 µm

19091S-133

GC による芳香族ニトロ化合物および環状ケトン

VF-5ms、30 m x 0.53 mm、1.50 µm

CP8976

VF-1701ms、30 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP9171

GC による爆発物

DB-225、15 m x 0.53 mm、1.00 µm

125-2212

HP-5、15 m x 0.53 mm、1.50 µm

19095J-321

DB-5、15 m x 0.53 mm、1.50 µm

125-5012

VF-1ms、15 m x 0.53 mm、1.50 µm

CP8967多核芳香族炭化水素

DB-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532

DB-5ms、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-5532

DB-1ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-0132

DB-17ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-4732

VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8944(続く)

www.agilent.com/chem/GC:jp273

Agilent J&W GC カラム

固形廃棄物
EPA メソッド

アプリケーション

カラム

部品番号

8111

GC によるハロエーテル

DB-5ms、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

122-5533

HP-5ms、30 m x 0.25 mm、0.50 µm

19091S-133

DB-1701、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

122-0733

8120

8121

8131

8140

8141a、8141b

8150

GC による塩素系炭化水素

GC による塩化炭化水素 :キャピラリカラム技術

GC によるアニリンおよび指定誘導体

GC-NPD による有機リン系農薬

GC による有機リン系農薬 :キャピラリカラム技術

塩素系除草剤

VF-1701ms、30 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP9171DB-5ms、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-5536

HP-5ms、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

19091S-113

DB-1、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-103E

DB-5ms、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-5536

HP-5ms、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

19091S-113

DB-1、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-103E

VF-200ms、30 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP8868

VF-WAXms、30 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP9215VF-5ms、30 m x 0.53 mm、1.50 µm

CP8976

VF-1701ms、30 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP9171DB-5ms Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

122-5533UI

HP-5ms Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、0.50 µm

19091S-133UI

VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8944CP-Sil 8 CB for Amines、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP7598DB-35ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-3832

DB-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532

VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8944DB-35ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-3832

DB-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5532

VF-200ms、30 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP8868

VF-35ms、30 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP8888VF-5ms、30 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP8975VF-1ms、30 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP8969DB-35ms、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-3832(続く)

274

Agilent J&W GC カラム

固形廃棄物
EPA メソッド

アプリケーション

カラム

部品番号

8151、8151b

GC によるメチル化またはペンタフルオロベ
ンジル誘導体化した塩素系除草剤 :キャピラリカラム技術

DB-CLP1、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-8232

DB-CLP2、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-83368240

揮発性塩素化および芳香族炭化水素

DB-35ms Ultra Inert、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-3832UI

DB-5ms Ultra Inert、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-5532UI

HP-5ms Ultra Inert、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

19091S-413UI

VF-5 Pesticides、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP9074VF-5ms、30 m x 0.32 mm、1.00 µm

CP8957

VF-35ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8877

VF-1701 Pesticides、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP9070DB-VRX、20 m x 0.18 mm、1.00 µm

121-1524

DB-624、20 m x 0.18 mm、1.00 µm

121-1324

DB-624 Ultra Inert、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1364UI

DB-VRX、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1564

DB-608、30 m x 0.53 mm、0.50 µm

125-6837

HP-VOC、60 m x 0.20 mm、1.10 µm

19091R-306

VF-624ms、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

CP9103

DB-624 Ultra Inert、60 m x 0.25 mm、1.40 µm
8260/CLP-VOC

8260b

8261

122-1364UI

ガスクロマトグラフィー/質量分析法 (GC/MS) DB-VRX、60 m x 0.25 mm、1.40 µmによる揮発性有機化合物 : キャピラリカラム DB-608、30 m x 0.53 mm、0.50 µm
技術メソッドDB-VRX、20 m x 0.18 mm、1.00 µm

125-6837

DB-624、20 m x 0.18 mm、1.00 µm

121-1324

DB-VRX、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1564

DB-608、30 m x 0.53 mm、0.50 µm

125-6837

DB-VRX、20 m x 0.18 mm、1.00 µm

121-1524

DB-624、20 m x 0.18 mm、1.00 µm

121-1324

VF-5ms、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

CP8946

VF-624ms、60 m x 0.32 mm、1.80 µm

CP9105

GC/MS による揮発性有機化合物

VD (Vacuum Distillation)/GC/MSによる揮発性
有機化合物

122-1564
121-1524

DB-624 Ultra Inert、60 m x 0.32 mm、1.80 µm

123-1364UI

DB-VRX、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1564

DB-608、30 m x 0.53 mm、0.50 µm

125-6837

DB-VRX、20 m x 0.18 mm、1.00 µm

121-1524

DB-624、20 m x 0.18 mm、1.00 µm

121-1324

DB-624 Ultra Inert、20 m x 0.18 mm、1.00 µm

121-1324UI

VF-624ms、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

CP9103(続く)

www.agilent.com/chem/GC:jp275

Agilent J&W GC カラム

固形廃棄物
EPA メソッド

アプリケーション

カラム

部品番号

8270、8270d

GC/MS による半揮発性有機化合物 :DB-UI 8270D Ultra Inert、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-9732

DB-UI 8270D、20 m x 0.18 mm、0.36 µm

121-9723

HP-5ms、30 m x 0.25 mm、0.50 µm

19091S-133

VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8944VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.50 µm

CP89458275a

TE (Thermal Extraction)/GC/MS による土壌、汚泥、固形廃棄物中の半揮発性有機化合物(PAH および PCB)

8280b

8290b

8410

8430

VF-5ms、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

CP8946DB-5ms、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

122-5533

HP-5ms、30 m x 0.25 mm、0.50 µm

19091S-133

VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP8944VF-5ms、30 m x 0.25 mm、0.50 µm

CP8945VF-5ms、30 m x 0.25 mm、1.00 µm

CP8946

高分解能 GC/低分解能 MS (HRGC/LRMS) に
DB-5ms Ultra Inert、60 m x 0.25 mm、0.25 µm
よるポリ塩化ジベンゾ-p-ダイオキシン (PCDD) CP-Sil 8 CB、30 m x 0.25 mm、0.25 µm
およびポリ塩化ジベンゾフラン (PCDF)

122-5562UI

高分解能 GC/高分解能 MS (HRGC/HRMS) に
DB-5ms Ultra Inert、60 m x 0.25 mm、0.25 µm
よるポリ塩化ジベンゾ-p-ダイオキシン (PCDD) CP-Sil 8 CB、30 m x 0.25 mm、0.25 µm
およびポリ塩化ジベンゾフラン (PCDF)
CP-Sil 88 for Dioxins、50 m x 0.25 mm、0.20 µm

122-5562UI
CP8751

GC/FT-IR による半揮発性有機化合物:

HP-5ms、30 m x 0.32 mm、1.00 µm

19091S-213

DB-5ms、30 m x 0.32 mm、1.00 µm

123-5533

水系ダイレクト注入 GC/FT-IR によるビス(2-クロロエチル) エーテルおよびその加水
分解物の分析

CP7588VF-5ms、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

CP8955

DB-WAX、30 m x 0.25 mm、0.50 µm

122-7033

HP-INNOWax、30 m x 0.25 mm、0.50 µm

19091N-233

VF-WAXms、30 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP9215

ヒントとテクニック
Agilent J&W DB-624UI GC カラムは、揮発性化合物の高速分析用に最適化されています。詳細については、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

276

CP8751

Agilent J&W GC カラム

米国薬局方 (USP) GC 相
USP

相組成

Agilent 推奨相

G1

ジメチルポリシロキサンオイル

HP-1*、DB-1*、HP-1ms*、DB-1ms*、VF-1ms、HP-1ms UI、DB-1ms UI、
CP-Sil 5 CB、CP-Sil 5 CB 低ブリード/MS

G2ジメチルポリシロキサンガム

HP-1*、DB-1*、HP-1ms*、DB-1ms*、VF-1ms、HP-1ms UI、DB-1ms UI、
CP-Sil 5 CB、CP-Sil 5 CB 低ブリード/MS、CP-SimDist

G3

50 % フェニル 50 % メチルポリシロキサン

DB-17*、HP-50+*、VF-17ms、CP-Sil 24 CB、CP-Sil 24 CB Low
Bleed/MSG5

3- シアノプロピルポリシロキサン

DB-23、VF-23ms、Select for FAME、CP-Sil 88

G6

トリフルオロプロピルメチルポリシリコン

DB-200、DB-210、VF-200ms

G7

50 % 3-シアノプロプル 50 % フェニルメチルシリコン

DB-225、DB-225ms、CP-Sil 43 CB

G8

80 % ビス (3-シアノプロプル) 20 % 3-シアノプロピルフェニル
ポリシロキサンまたは 90 % 3-シアノプロプル 10 % フェニル
メチルシロキサン

HP-88、VF-23ms

G14

ポリエチレングリコール (平均分子量 950～1,050)

DB-WAX、VF-WAXms、CP-Wax 52 CB

G15

ポリエチレングリコール (平均分子量 3,000～3,700)

DB-WAX、VF-WAXms、CP-Wax 52 CB

G16

ポリエチレングリコール (平均分子量 15,000)

DB-WAX*、VF-WAXms、CP-Wax 52 CB

G17

75 % フェニル 25 % メチルポリシロキサン

DB-17、HP-50+、VF-17ms、CP-Sil 24 CB、CP-Sil 24 CB Low Bleed/MS

G19

25 % フェニル 25 % シアノプロピルメチルポリシロキサン

DB-225、DB-225ms、CP-Sil 43 CB

G20

ポリエチレングリコール (平均分子量 380～420)

DB-WAX、VF-WAXms、CP-Wax 52 CB

G25

ポリエチレングリコール TPA (Carbowax 20M テレフタル酸)

DB-FFAP*、HP-FFAP*、CP-Wax 58 (FFAP) CB、CP-FFAP CB

G27

5 % フェニル 95 % メチルポリシロキサン

DB-5、HP-5、HP-5ms、DB-5ms、VF-5ms、DB-5ms UI、HP-5ms UI、
VF-5ht、CP-Sil 8 CB、CP-Sil 8 CB 低ブリード/MS

G28

25 % フェニル 75 % メチルポリシロキサン

DB-35、HP-35、DB-35ms、VF-35ms、DB-35ms UI

G32

20 % フェニルメチル 80 % ジメチルポリシロキサン

DB-35、HP-35、DB-35ms、VF-35ms

G35

ポリエチレングリコールおよびジエポキシド (ニトロテレフタル酸によるエステル化)

DB-FFAP*、HP-FFAP*、CP-Wax 58 (FFAP) CB、CP-FFAP CB

G36

1 % ビニル 5 % フェニルメチルポリシロキサン

DB-5、HP-5、HP-5ms、DB-5ms、VF-5ms、VF-5ht、CP-Sil 8 CB、
CP-Sil 8 CB Low Bleed/MS

G38

Phase G1 に加えてテーリング抑制

DB-1、HP-1、HP-1ms、DB-1ms、VF-1ms、CP-Sil 5 CB、
CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS

G39

ポリエチレングリコール (平均分子量 1,500)

DB-WAX、VF-WAXms、CP-Wax 52 CB

G41

フェニルメチルジメチルシリコン (10 % フェニル置換)

DB-5、HP-5、HP-5ms、DB-5ms、VF-5ms、VF-5ht、CP-Sil 8 CB、
CP-Sil 8 CB Low Bleed/MS

G42

35 % フェニル 65 % ジメチルビニルシロキサン

DB-35*、HP-35*、DB-35ms、VF-35ms、DB-35ms UI

G43

6 % シアノプロピルフェニル 94 % ジメチルポリシロキサン

DB-624*、DB-1301、VF-624ms、VF-1301ms、CP-1301、
DB-Select 624 UI

G45

ジメタクリル酸ジビニルベンゼンエチレングリコール

HP-PLOT U*、CP-PoraBOND U、CP-PoraPLOT U

G46

14 % シアノプロピルフェニル 86 % メチルポリシロキサン

DB-1701*、VF-1701ms、CP-Sil 19 CB、CP-Sil 19 CB Low Bleed/MS* 代替品

ヒントとテクニック
アジレントのソリューションを使用することで、改訂 USP <467> の高い基準も十分に満たすことができます。
www.agilent.com/chem/usp467 をご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp277

Agilent J&W GC カラム

ASTM メソッド
メソッド

D1945

D1946

タイトル
GC による天然ガス分析の標準試験メソッド

GC による改質ガス分析の標準試験メソッド

アジレントの推奨カラム
HP-PLOT Molesieve、15 m x 0.53 mm、50.00 µm

部品番号HP-PLOT Q PT、15 m x 0.53 mm、40.00 µm

19095P-QO3PT

CP-Molsieve 5Å、10 m x 0.53 mm、50.00 µm

CP753719095P-MS9

PoraPLOT Q-HT、10 m x 0.53 mm、20.00 µm

CP7558

HP-PLOT Molesieve、15 m x 0.53 mm、50.00 µm

19095P-MS9

HP-PLOT Q PT、15 m x 0.53 mm、40.00 µm

19095P-QO3PT

CP-Molsieve 5Å、10 m x 0.53 mm、50.00 µm

CP7537

CP-Molsieve 5Å、25 m x 0.25 mm、30.00 µm

CP7533D1983

メチルエステルのガス/液体クロマトグラフによる
脂肪酸組成の標準試験メソッド

DB-WAX、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-7032

D2163

GC による液化石油 (LP) ガスおよびプロペン凝縮物
分析の標準試験メソッド

HP-PLOT Al2O3 KCl PT、30 m x 0.53 mm、15.00 µm

19095P-K23PT

HP-PLOT Al2O3 S PT、30 m x 0.53 mm、15.00 µm

19095P-S23PT

D2195

ペンタエリトリトールの標準試験メソッド

CP-Sil 5 CB、30 m x 0.53 mm、1.50 µm

CP8735

D2268

キャピラリ GC による高純度 n-ヘプタンおよびイソオクタン分析の標準試験メソッド

DB-1、60 m x 0.25 mm、0.50 µm

122-106E

D2306

GC による C8 芳香族炭化水素の標準試験メソッド

HP-INNOWax、60 m x 0.25 mm、0.25 µm

19091N-136

D2360

GC による単環状芳香族炭化水素中の微量不純物のHP-INNOWax、60 m x 0.32 mm、0.25 µm

19091N-116

D2426

GC によるブタジエン凝縮液中のブタジエン二量体
およびスチレンの標準試験メソッド

DB-1、30 m x 0.53 mm、5.00 µm

125-1035

CP-Sil 5 CB、30 m x 0.53 mm、1.50 µm

CP8735

D2427

標準試験メソッド

GC によるガソリン中の C2～C5 炭化水素測定の標準 DB-1、30 m x 0.53 mm、5.00 µm
試験メソッド115-3532PT

CP-Al2O3/KCl PT、50 m x 0.53 mm、10.00 µm

CP7518PT

CP-Sil 88 for FAME、50 m x 0.25 mm、0.20 µm

CP7488D2245

溶媒で希釈可能な塗料に含まれる油脂および油脂酸の特定の標準試験メソッド

D2504

GC による C2 以下の軽質炭化水素生成物中の非凝縮 HP-PLOT Molesieve、30 m x 0.53 mm、50.00 µm

D2505

125-1035

GS-Alumina PT、30 m x 0.53 mm,

19095P-MS0ガスの標準試験メソッド

CarboBOND、25 m x 0.53 mm、10.00 µm

CP7374

GC による高純度エチレン中のエチレン、その他の炭化水素、および二酸化炭素の標準試験メソッド

GS-GasPro、60 m x 0.32 mm

113-4362

(続く)

278

Agilent J&W GC カラム

ASTM メソッド
メソッド

タイトル

D2580

GLC による水中フェノールの標準試験メソッド

D2593

GC によるブタジエン純度および炭化水素不純物の GS-Alumina PT、30 m x 0.53 mm、標準試験メソッド

アジレントの推奨カラム
CP-FFAP CB、25 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP-Al2O3/KCl PT、50 m x 0.32 mm、5.00 µm

部品番号CP7486115-3532PT
CP7515PT

CP-Al2O3/KCl PT、50 m x 0.53 mm、10.00 µm

CP7518PT

GS-Alumina PT、50 m x 0.53 mm

115-3552PT

D2712

GC によるプロピレン凝縮液中の微量炭化水素のD2743

分光光度法および GC による路面標示塗料の均一性 CP-Sil 88 for FAME、50 m x 0.25 mm、0.20 µmの標準試験メソッド

CP7488D2804

GC によるメチルエチルケトン純度の標準試験

125-7032

D2887

拡張

D2887
D2908

標準試験メソッド

メソッド

DB-WAX、30 m x 0.53 mm、1.00 µm
DB-210、15 m x 0.53 mm、1.00 µm

125-0212

CP-Wax 52 CB、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

CP8763CP-Wax 52 CB、30 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP8738

GC による石油留分の沸点範囲分布測定の標準試験 DB-2887、10 m x 0.53 mm、3.00 µm

メソッド

CP-SimDist UltiMetal、5 m x 0.53 mm、0.88 µm

CP7570CP-SimDist UltiMetal、10 m x 0.53 mm、2.65 µm

CP7582CP-SimDist UltiMetal、5 m x 0.53 mm、0.17 µm

CP7532

GC による石油留分の沸点範囲分布測定の標準試験 HP-1、10 m x 0.53 mm、0.88 µm
メソッド、最高 C60
HP-1、5 m x 0.53 mm、0.88 µm
水系ダイレクト注入 GC による水溶液中の揮発性
有機物測定の標準試験メソッド

125-2814

19095Z-021
19095Z-020

CP-Select 624 CB、30 m x 0.32 mm、1.80 µm

CP7414CP-Select 624 CB、75 m x 0.53 mm、3.00 µm

CP7417

CP-Wax 52 CB、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

CP8763CP-Wax 52 CB、30 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP8738D3054

GC によるシクロヘキサン分析の標準試験メソッド DB-1、60 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-106E

D3168

懸濁塗料中のポリマー特定の標準試験メソッド

CP-Sil 5 CB、30 m x 0.32 mm、1.00 µm

CP8760CP-Sil 5 CB、30 m x 0.53 mm、1.50 µm

CP8735

D3257

GC によるミネラルスピリット中の芳香族化合物の DB-624、30 m x 0.53 mm、3.00 µm

125-1334

D3271

溶媒に希釈可能な塗料の GC へのダイレクト注入に PoraPLOT Q、25 m x 0.53 mm、20.00 µm
よる溶媒分析のための標準メソッド
CP-Wax 52 CB、30 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP7554

標準試験メソッド

CP8738(続く)

www.agilent.com/chem/GC:jp279

Agilent J&W GC カラム

ASTM メソッド
メソッド

タイトル

アジレントの推奨カラム

部品番号

D3328

GC による水系石油の比較の標準試験メソッド

CP-Sil 5 CB、30 m x 0.32 mm、3.00 µm

CP8687CP-Sil 5 CB、30 m x 0.53 mm、3.00 µm

CP8677

D3329

GC によるメチルイソブチルケトン純度の標準試験 DB-WAX、30 m x 0.53 mm、1.00 µm

125-7032

DB-624、30 m x 0.45 mm、2.55 µm

124-1334

CP-Wax 52 CB、60 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP8798

メソッド

D3432

GC によるウレタンプレポリマーおよびコーティン HP-1ms、30 m x 0.32 mm、1.00 µm

19091S-713

D3447

ハロゲン化有機溶媒純度の標準試験メソッド

DB-624、30 m x 0.53 mm、3.00 µm

125-1334

D3452

ゴムの標準試験 – 熱分解ガスクロマトグラフィによる同定

CP-Sil 5 CB、30 m x 0.53 mm、1.50 µm

CP8735

D3465

GC による単量体型可塑剤純度の標準試験メソッド CP-Sil 5 CB、25 m x 0.32 mm、0.52 µm

CP8430CP-Sil 5 CB、30 m x 0.53 mm、1.50 µm

CP8735グ溶液中の未反応トルエンジイソシアネートの標準試験メソッド

D3524

GC による使用済みディーゼルエンジンオイル中CP-SimDist UltiMetal、10 m x 0.53 mm、0.53 µm

CP7592

D3545

GC によるアルコール含有量および酢酸エステル

DB-624、30 m x 0.53 mm、3.00 µm

125-1334

D3606

GC による車両および航空用精製ガソリン中のベンゼンおよびトルエン測定の標準試験メソッド

VF-1ms、15 m x 0.25 mm、0.10 µm

CP8906

CP-TCEP for Alcohols in Gasoline、50 m x 0.25 mm、0.40 µm

CP7525

D3687

活性炭チューブ吸着法により補集された有機蒸気分析の標準試験メソッド

DB-WAX、30 m x 0.53 mm、1.00 µm

125-7032

DB-WAX、30 m x 0.45 mm、0.85 µm

124-7032

CP-Wax 52 CB、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

CP8763ディーゼル燃料希釈物の標準試験メソッド
純度の標準試験メソッド

CP-Wax 52 CB、30 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP8738

DB-WAX、30 m x 0.53 mm、1.00 µm

125-7032

CP-SimDist UltiMetal、10 m x 0.53 mm、0.53 µm

CP7592

D3695

水系ダイレクト注入 GC による水溶液中の揮発性
アルコールの標準試験メソッド

D3710

GC によるガソリンおよびガソリン留分の沸点範囲 DB-2887、10 m x 0.53 mm、3.00 µm

D3749

ヘッドスペースクロマトグラフィ技術による
ポリ塩化ビニル樹脂中の残留塩化ビニルモノマーの標準試験メソッド

分布測定の標準試験メソッド

125-2814

PoraBOND Q、10 m x 0.32 mm、5.00 µm

CP7350

PoraBOND Q PT、10 m x 0.53 mm、10.00 µm

CP7353PT

(続く)

280

Agilent J&W GC カラム

ASTM メソッド
メソッド

D3760

D3792
D3797
D3798

タイトル
GC によるイソプロピルベンゼン (クメン) 分析の標準試験メソッド

アジレントの推奨カラム

部品番号DB-WAX、60 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-7062

HP-1、50 m x 0.32 mm、0.52 µm

19091Z-115

CP-Xylenes、50 m x 0.53 mm

CP7428

水含有量の標準試験メソッド

PoraBOND Q PT、25 m x 0.32 mm、5.00 µm

CP7351PT

PoraBOND Q PT、25 m x 0.53 mm、10.00 µm

CP7354PT

GC による o-キシレン分析の標準試験メソッド

HP-INNOWax、60 m x 0.32 mm、0.50 µm

19091N-216

CP-Xylenes、50 m x 0.53 mm

CP7428

GC へのダイレクト注入によるコーティング剤のGC による p- キシレン分析の標準試験メソッド

HP-INNOWax、60 m x 0.32 mm、0.50 µm

19091N-216

CP-Xylenes、50 m x 0.53 mm

CP7428

D3871

ヘッドスペースサンプリングを使用した水溶液中 DB-VRX、75 m x 0.45 mm、2.55 µmの揮発性有機化合物の標準試験メソッド

124-1574

D3876

GC によるセルロースエーテル製品中のメトキシル

CP-Sil 5 CB、30 m x 0.32 mm、1.00 µm
およびヒドロキシプロピル置換の標準試験メソッド CP-Sil 5 CB、30 m x 0.53 mm、1.50 µm

CP8760

D3893

GC によるメチルアミルケトンおよびメチルイソ

DB-VRX、30 m x 0.45 mm、2.55 µm

124-1534

D3973

水溶液中の低分子量ハロゲン化炭化水素の標準試験メソッド

DB-VRX、30 m x 0.45 mm、2.55 µm

124-1534

D4059

GC による絶縁液体中のポリ塩化ビフェニル分析の標準試験メソッド

CP-Sil 8 CB for PCB、50 m x 0.25 mm、0.25 µm

CP7482

D4275

GC によるエチレン重合体およびエチレン酢酸
ビニル (EVA) 共重合体中のブチル化ヒドロキシト
ルエン (BHT) 測定の標準試験メソッド

CP-Sil 5 CB、30 m x 0.32 mm、3.00 µm

CP8687CP-Sil 5 CB、30 m x 0.53 mm、3.00 µm

CP8677

アミルケトン純度の標準試験メソッド

CP8735

D4322

ヘッドスペース GC によるスチレン - アクリロニ PoraBOND Q PT、25 m x 0.53 mm、10.00 µm
トリル共重合体およびニトリルゴム中の残留アクリロニトリルモノマーの標準試験メソッド

CP7354PT

D4367

GC による炭化水素溶媒中ベンゼンの標準試験

VF-1ms、15 m x 0.25 mm、0.10 µm

CP8906

CP-TCEP for Alcohols in Gasoline、50 m x 0.25 mm、0.40 µm

CP7525DB-FFAP、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-3232

HP-PLOT Al2O3 S PT、50 m x 0.53 mm、15.00 µm

19095P-S25PT

CP-Al2O3/Na2SO4、25 m x 0.53 mm、10.00 µm

CP7567

メソッド

D4415

アクリル酸中の二量体測定の標準試験メソッド

D4424

GC によるブチレン分析の標準試験メソッド

D4443

ヘッドスペース GC による塩化ビニルのホモポリ DB-VRX、30 m x 0.45 mm、2.55 µm
マーおよびコポリマー中の RPB 範囲内の残留塩化ビニルモノマーの標準試験メソッド

124-1534(続く)

www.agilent.com/chem/GC:jp281

Agilent J&W GC カラム

ASTM メソッド
メソッド

タイトル

アジレントの推奨カラム

部品番号

D4492

GC によるベンゼン分析の標準試験メソッド

CP-TCEP for Alcohols in Gasoline、50 m x 0.25 mm、0.40 µm

CP7525D4509

製造直後の PET ボトルに含まれる 24 時間ガス
(AIR) スペースアセトアルデヒド含有量定量の標準試験メソッド

PoraBOND Q PT、25 m x 0.32 mm、5.00 µm

CP7351PT

PoraBOND Q PT、25 m x 0.53 mm、10.00 µm

CP7354PT

D4534

GC による環状化合物のベンゼン含有量の標準試

CP-TCEP for Alcohols in Gasoline、50 m x 0.25 mm、0.40 µm

CP7525

D4735

GC による精製ベンゼン中の微量チオフェン測定の標準試験メソッド

DB-FFAP、30 m x 0.45 mm、0.85 µm

124-3232

CP-Wax 58 FFAP CB、25 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP7614

D4768

GC による、絶縁液体中 2,6-ジ-tert-ブチルパラ-ク
レゾールおよび 2,6-ジ-tert-ブチルフェノール分析の標準試験メソッド

CP-Wax 58 FFAP CB、25 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP7614

D4864

GC によるプロピレン凝縮液中の微量メタノール
測定の標準試験メソッド

DB-WAX、30 m x 0.45 mm、0.85 µm

124-7032

D4947

室内大気中のクロルデンおよびヘプタクロール
残留物の標準試験メソッド

DB-5、30 m x 0.53 mm、1.50 µm

125-5032

DB-608、30 m x 0.53 mm、0.83 µm

125-1730

D4961

フェノール内のクメン処理で精製される主要有機 DB-FFAP、30 m x 0.45 mm、0.85 µm
不純物の GC 分析の標準試験メソッド
HP-PLOT Q PT、15 m x 0.53 mm、40.00 µm

124-3232

D4983

水系ダイレクト注入 GC による水溶液中またはHP-5ms、30 m x 0.32 mm、1.00 µm
凝縮物中のシクロヘキシルアミンモルホリンおよ CAM、30 m x 0.53 mm、1.00 µm
びジエチルアミノエタノールの標準試験メソッド

19091S-213

D5008

験メソッド

GC による 2-エチルヘキサノールのエチルメチルペ
ンタノール含有量および純度の標準試験メソッド

19095P-QO3PT
115-2132

HP-1、15 m x 0.53 mm、5.00 µm

19095Z-621

HP-INNOWax、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

19091N-113

HP-INNOWax、60 m x 0.32 mm、0.50 µm

19091N-216

D5060

GC による高純度エチルベンゼン中の不純物測定の標準試験メソッド

CP-Wax 52 CB、60 m x 0.32 mm、0.50 µm

CP8773

D5075

室内大気中ニコチンの標準試験メソッド

DB-5、30 m x 0.53 mm、1.50 µm

125-5032

D5134

キャピラリ GC による石油ナフサからの n-ノナン
詳細分析の標準試験メソッド

D5135

キャピラリ GC によるスチレン分析の標準試験
メソッド

D5175

マイクロ抽出および GC による水溶液中の有機
ハロゲン農薬およびポリ塩化ビフェニルの標準試験メソッドDB-5、30 m x 0.32 mm、1.00 µm

123-5033

HP-PONA、50 m x 0.20 mm、0.50 µm

19091S-001

CP-Sil PONA for ASTM D5134、50 m x 0.21 mm、0.50 µm

CP7531

HP-INNOWax、60 m x 0.32 mm、0.50 µm

19091N-216

CP-Wax 52 CB、60 m x 0.32 mm、0.50 µm

CP8773

DB-1、30 m x 0.32 mm、1.00 µm

123-1033

DB-608、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

123-1730

DB-XLB、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-1232(続く)

282

Agilent J&W GC カラム

ASTM メソッド
メソッド

タイトル
GC によるプロピレン中の微量硫化カルボニルの標準試験メソッド

アジレントの推奨カラム

部品番号GS-GasPro、30 m x 0.32 mm

113-4332

HP-PLOT Q PT、30 m x 0.53 mm、40.00 µm

19095P-QO4PT

D5307

GC による原油の沸点範囲別分布測定の標準試験

HP-1、7.5 m x 0.53 mm、5.00 µm

19095Z-627

D5310

キャピラリ GC によるタール酸組成の標準試験
メソッド

HP-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

19091S-433

D5303

D5316

D5317

D5320

メソッド

DB-225ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

マイクロ抽出法および GC による水溶液中の 1,2- HP-1ms、30 m x 0.32 mm、1.00 µm
ジブロモエタンおよび 1,2-ジブロモ-3-クロロプロ DB-624、30 m x 0.45 mm、2.55 µm
パンの標準試験メソッド
電子捕獲検出器付き GC による水溶液中の塩素系
有機酸化合物測定の標準試験メソッド

122-2932
19091S-713
124-1334

HP-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

19091S-433

DB-1701、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-7732

DB-XLB、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-1232

DB-35ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-3832

安定化剤入りトリクロロエチレンおよびテトラク DB-1、30 m x 0.53 mm、3.00 µm
ロロエチレン中の 1,1-トリクロロエタンおよび
DB-VRX、30 m x 0.32 mm、1.80 µm
塩化メチレン測定の標準試験メソッド

D5399

GC による炭化水素溶剤の沸点分布測定の標準試
験メソッド

D5441

GC によるメチルターシャルブチルエーテル(MTBD) 分析の標準試験メソッド

HP-PONA、50 m x 0.20 mm、0.50 µm

19091S-001

DB-Petro、100 m x 0.25 mm、0.50 µm

122-10A6E

GC による石油ろう分析の標準試験メソッド

DB-1、25 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-1022

DB-5、15 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5012

D5442
D5475

窒素リン検出器付き GC による水溶液中の窒素およびリン含有農薬の標準試験メソッド

DB-2887、10 m x 0.53 mm、3.00 µm

125-1034
123-1534
125-2814

HP-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

19091S-433

DB-1701、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-7732

DB-XLB、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-1232

DB-35ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-3832

GC によるエンジンオイル揮発度の標準試験

DB-PS1、15 m x 0.53 mm、0.15 µm

145-1011

D5501

GC による変性燃料エタノールのエタノール含有

HP-1、100 m x 0.25 mm、0.50 µm

19091Z-530

D5504

GC および化学発光による天然ガスおよびガス燃
料中の硫黄化合物測定の標準試験メソッド

DB-Sulfur SCD、70 m x 0.53 mm、4.30 µm

G3903-63003

CP-Sil 5 CB for Sulfur、30 m x 0.32 mm、4.00 µm

CP7529

D5480

メソッド

量測定の標準試験メソッド(続く)

www.agilent.com/chem/GC:jp283

Agilent J&W GC カラム

ASTM メソッド
メソッド

D5507

タイトル
アジレントの推奨カラム
キャピラリカラム/多次元 GC によるモノマーグ
HP-PLOT Q PT、15 m x 0.53 mm、40.00 µm
レード塩化ビニル中の微量有機不純物測定の標準 HP-PLOT U PT、30 m x 0.53 mm、20.00 µm
試験メソッドD5508

ヘッドスペースキャピラリ GC によるスチレンHP-PLOT Q PT、30 m x 0.53 mm、40.00 µm
アクリロニトリル共重合体樹脂およびニトリルブ
タジエンゴム中の残留アクリロニトリルモノマー
測定の標準試験メソッド

D5580

GC による精製ガソリン中のベンゼン、トルエン、 DB-1、30 m x 0.53 mm、5.00 µm
エチルベンゼン、p/m-キシレン、C9 以上の芳香族 CP-TCEP for Alcohols in Gasoline、50 m x 0.25 mm、0.40 µm
化合物、全芳香族化合物などの測定の標準試験
メソッド

D5599

GC および酸素選択型水素炎イオン化検出器によるガソリン中の含酸素化合物測定の標準試験
メソッド

D5623

GC および硫黄選択検出による軽油中の硫黄化合

部品番号19095P-QO3PT
19095P-UO4PT
19095P-QO4PT

125-1035
CP7525CP-Sil 5 CB、30 m x 0.53 mm、5.00 µm

CP8775VF-1ms、15 m x 0.25 mm、0.10 µm

CP8906

DB-5、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-5032

物の標準試験メソッド

DB-Sulfur SCD、60 m x 0.32 mm、4.20 µm

G3903-63001

HP-1、30 m x 0.32 mm、4.00 µm

19091Z-613

D5713

キャピラリ GC による高純度ベンゼン中のシクロ
ヘキサン原料分析の標準試験メソッド

DB-Petro、50 m x 0.20 mm、0.50 µm

128-1056

D5739

低分解能 GC/MS (イオン化は EI) によるオイル漏れ DB-5、30 m x 0.25 mm、0.25 µm
発生源特定の標準試験メソッド
DB-TPH、30 m x 0.32 mm、0.25 µm

123-1632

122-5032

D5769

GC/MS による精製ガソリン中のベンゼン、トルエ HP-1、60 m x 0.25 mm、1.00 µm
ン、全芳香族化合物測定の標準試験メソッド

19091Z-236

D5790

キャピラリカラム GC/MS による水溶液中の揮発性有機化合物測定の標準試験メソッド

122-1564

D5812

キャピラリカラム GC による水溶液中の有機塩素系農薬測定の標準試験メソッド

DB-VRX、60 m x 0.25 mm、1.40 µm
DB-VRX、20 m x 0.18 mm、1.00 µm

121-1524

DB-624、60 m x 0.25 mm、1.40 µm

122-1364

DB-624、20 m x 0.18 mm、1.00 µm

121-1324

HP-5ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

19091S-433

DB-1701P、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-7732

DB-XLB、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-1232

DB-35ms、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-3832(続く)

284

Agilent J&W GC カラム

ASTM メソッド
メソッド

タイトル

D5917

GC および外部キャリブレーションによる単環式芳 HP-INNOWax、60 m x 0.32 mm、0.25 µm

アジレントの推奨カラム

19091N-116

D5974

キャピラリ GC によるトールオイル留分中の脂肪酸およびロジン酸の標準試験メソッド

DB-23、60 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-2362

D5986

GC/FTIR による精製ガソリン中の酸化化合物、
ベンゼン、トルエン、C8～C12 の芳香族化合物、

HP-1、60 m x 0.53 mm、5.00 µm

19095Z-626

D6144

キャピラリ GC による α-メチルスチレン中の微量
不純物の標準試験メソッド

HP-1、60 m x 0.25 mm、1.00 µm

19091Z-236

D6159

GC によるエチレン中の炭化水素不純物測定の標準 HP-PLOT Al2O3 KCl PT、50 m x 0.53 mm、15.00 µm

香族炭化水素中の微量不純物の標準試験メソッド

部品番号

全芳香族化合物測定の標準試験メソッド

試験メソッド

19095P-K25PT

GS-Alumina PT、50 m x 0.53 mm

115-3552PT

DB-1、30 m x 0.53 mm、5.00 µm

125-1035

D6160

GC による廃棄物中の PCB 測定の標準試験メソッド HP-5ms、30 m x 0.32 mm、0.25 µm
DB-XLB、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

122-1232

D6352

GC を使用した 174～700 °C の沸点範囲における

DB-HT Sim Dis、5 m x 0.53 mm、0.15 µm

145-1001

D6387

キャピラリ GC によるテルペンチンおよび関連テ
ルピン製品の組成の標準試験メソッド

CP-Wax 52 CB、30 m x 0.32 mm、0.50 µm

CP8763CP-Wax 52 CB、30 m x 0.53 mm、1.00 µm

CP8738

D6417

キャピラリ GC によるエンジンオイル揮発度評価の標準試験メソッド

DB-HT Sim Dis、5 m x 0.53 mm、0.15 µm

145-1001

D6584

GC による B-100 バイオディーゼルメチルエステル Select Biodiesel、15 m x 0.32 mm、0.10 µm
中の総モノグリセリド、総ジグリセリド、総トリ
グリセリド、および遊離/総グリセリン測定の標準
試験メソッド

CP9078

D6806

GC によるハロゲン化有機溶媒とその混合物分析の CP-Sil 5 CB、50 m x 0.53 mm、5.00 µm

CP7685E1616

GC による酢酸アルデヒド分析の標準試験メソッド HP-1、50 m x 0.32 mm、0.52 µm

19091Z-115

E1863

GC によるアクリロニトリル分析の標準試験メソッド DB-WAXetr、60 m x 0.32 mm、1.00 µm

123-7364

E0202

エチレングリコールおよびプロピレングリコール分析の標準試験メソッド

DB-624、30 m x 0.53 mm、3.00 µm

125-1334

CP-Wax 57 CB for Glycols and Alcohols、
25 m x 0.25 mm、0.20 µm

CP7615E0475

石油蒸留液の沸点範囲分布測定の標準テスト
メソッド

標準試験メソッド

GC を用いたジ-tert-ブチル過酸化物分析の標準試験 HP-5、30 m x 0.53 mm、5.00 µm
メソッド

www.agilent.com/chem/GC:jp19091S-413

19095J-623

285

Agilent J&W GC カラム

GC キャピラリカラム
Agilent J&W ウルトライナート GC カラム
最高の信頼性で微量分析を実行
GC 業界をリードするアジレントは、不活性なサンプルパスを確保する技術を有しており、厳しい分析で求められる ppb、ppt の検出レベルを達成することができます。Agilent GC 機器、ウルトライ
ナートライナおよび Agilent J&W ウルトライナート GC カラムファミリといったアジレントのウル
トライナートコンポーネントを組み合わせて使用することで、優れた分析結果を得ることができます。
Agilent J&W ウルトライナート GC カラムファミリは、一貫したカラムの不活性度と卓越した低いカ
ラムブリードを実現し、分析が難しい化合物に対しても検出下限を下げ、正確なデータ取得を可能にします。ウルトライナートカラムは、業界で最も厳しいテスト混合液を使用してテストされており、品質証明書が各カラムに添付されています。

DB-35ms

ウルトライナートpA

ウンデカノールのリテンション
インデックス35
301450.0
25
20
15
10
5
0

2

4

6

8

10

12

min

1557.9DB-35mspA
35

ビフェニルのリテンション
インデックス30
25

1449.7

20
15
10
5
0

2

4

6

8

10

12

min

1557.4

Agilent J&W ウルトライナート GC カラムでは選択性は同一のまま維持されるため、現在のメソッドにウルトライ
ナートカラムを使用して分析の信頼性を向上させることができます。

286

Agilent J&W GC カラム

業界で最も厳しいテスト混合液によりカラムの不活性度と高品質な結果を保証
厳しいテスト混合液ではカラム活性の不足を強調することができますが、一般的な混合液ではそのような不足を覆い隠すことがあります。
アジレントのウルトライナートテスト混合液は、分子量が小さく、沸点が低い、活性官能基を立体的に保護していないものです。このような特性により、テスト分子のプローブ部分が浸透し、固定相およびカラム表面と完全に反応することができます。

一般に使用されるテスト混合液
1. 1-オクタノール

4. 2,6-ジメチルアニリン

7. 1-デカノール

2. n-ウンデカン

5. n-ドデカン

8. n-トリデカン

3. 2,6-ジメチルフェノール

6. ナフタレン

9. デカン酸メチル

ヒントとテクニック
優れた不活性度
詳細については、 www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp287

Agilent J&W GC カラム

アジレントのウルトライナートテスト混合液 (5ms、1ms、35ms ウルトライナートカラム用)
ウルトライナート 5ms カラム

ウルトライナート 1ms カラム

溶出順序

テストプローブ

機能テスト

溶出
順序 テストプローブ

1.

1-プロピオン酸

塩基性度

1.

2.

1-オクタン

極性

3.

n-オクタン

4.
5.

ウルトライナート 35ms カラム

機能テスト

溶出
順序 テストプローブ

1-プロピオン酸

塩基性度

1.

1-オクタン

極性

2.

1-オクタン極性

2.

1-ブチル酸

塩基性度

炭化水素マーカ

3.

n-オクタン

炭化水素マーカ 3.

n-ノナン

炭化水素マーカ

4-ピコリン

酸性度

4.

1,2-ブタンジオール シラノール

4.

4-ピコリン

酸性度

n-ノナン

炭化水素マーカ

5.

4-ピコリン

酸性度

5.

n-プロピルベンゼン

極性6.

リン酸トリメチル

酸性度

6.

リン酸トリメチル

酸性度

6.

1-ヘプタノール

シラノール、
極性

7.

1,2-ペンタンジオール シラノール

7.

n-プロピルベンゼン 炭化水素マーカ 7.

8.

n-プロピルベンゼン

炭化水素マーカ

8.

1-ヘプタノール

9.

1-ヘプタノール

シラノール

9.

3-オクタノン

10.

3-オクタノン

極性

10.

11.

n-デカン

効率

11.

機能テスト

1,2-ペンタンジオール シラノール

シラノール

8.

3-オクタノン

極性

極性

9.

リン酸トリメチル酸性度

tert-ブチルベンゼン 炭化水素マーカ 10.
11.
効率
n-デカン

tert-ブチルベンゼン

炭化水素マーカ

n-ウンデカン

効率

化学構造
OH
H3C

NH2
CH3

H3C

CH3
O

O

CH3

H3C

OH

H3C

OH

N
2,6-ジメチルフェノール

2,6-ジメチルアニリン

弱プローブ分子 : これらの分子の酸および塩基部分は、フェニ
ル環の 2 つのメチル基によって保護されているため、弱いプ
ローブになります。

288

1-プロピオン酸

4-ピコリン1-ブチル酸強プローブ分子 : アジレントのウルトライナートテストプ
ローブ混合液は、固定相と表面に対して強いプローブになります。また、各化合物の活性末端は、カラム上のすべての活性部位と反応します。

Agilent J&W GC カラム

DB-1ms ウルトライナート
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチケージ

0.18

20

0.18

-60～325/350

121-0122UI

0.25

15

0.25

-60～325/350

122-0112UI

0.32

30

0.25

-60～325/350

122-0132UI

60

0.25

-60～325/350

122-0162UI

15

0.25

-60～325/350

123-0112UI

30

0.25

-60～325/350

123-0132UI

5 インチケージ

122-0132UIE

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

HP-1ms ウルトライナート
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチケージ

0.18

20

0.18

-60～325/350

19091S-677UI

0.25

0.32

15

0.25

-60～325/350

19091S-931UI

30

0.25

-60～325/350

19091S-933UI

0.50-60～325/350

19091S-633UI

1.00-60～325/350

19091S-733UI

15

0.25

-60～325/350

19091S-911UI

25

0.52

-60～325/350

19091S-612UI

30

0.25

-60～325/350

19091S-913UI

1.00-60～325/350

19091S-713UI

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

相当品 :SPB-1、Rtx-1、BP-1、OV-1、OV-101、007-1(MS)、SP-2100、SE-30、ZB-1、AT-1、
MDN-1、ZB-1、ZB-1ms

ヒントとテクニック
不活性な GC 流路を確保する方法については、アジレントのホームページ、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp289

Agilent J&W GC カラム

DB-5ms ウルトライナート
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.18

20

0.18

-60～325/350

121-5522UI

0.36-60～325/350

121-5523UI

121-5523UILTM

0.25

15

0.25

-60～325/350

122-5512UI

122-5512UILTM

1.00-60～325/350

122-5513UI

0.25-60～325/350

122-5522UI

25

ケージ

7890/6890
LTM II モジュール
121-5522UILTM

122-5522UILTM

0.25-60～325/350

122-5532UI

0.50-60～325/350

122-5536UI

122-5536UILTM

1.00-60～325/350

122-5533UI

122-5533UILTM

50

0.25

-60～325/350

122-5552UI

60

0.25

-60～325/350

122-5562UI

1.00-60～325/350

122-5563UI

0.25-60～325/350

123-5532UI

0.50-60～325/350

123-5536UI

1.00-60～325/350

123-5533UI

1.00-60～325/350

123-5563UI

30

0.32

5 インチ

30

60

122-5532UIE

122-5532UILTM

123-5532UIE

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

相当品 :Rtx-5ms、Rxi-5ms、Rxi-5Sil MS、PTE-5、BPX-5、AT-5ms、ZB-5ms、ZB-5MSi、SLB-5ms、Equity-5

HP-5ms ウルトライナート
内径 (mm)

温度限界 (°C)

7 インチケージ

5 インチケージ7890/6890
LTM II モジュール

長さ (m)

膜厚 (µm)

0.18

20

0.18

-60～325/350

19091S-577UI

19091S-577UILTM

0.25

15

0.25

-60～325/350

19091S-431UI

19091S-431UILTM

30

0.25

-60～325/350

19091S-433UI

0.50-60～325/350

19091S-133UI

19091S-133UILTM

1.00-60～325/350

19091S-233UI

19091S-233UILTM

60

0.25

-60～325/350

19091S-436UI

30

0.25

-60～325/350

19091S-413UI

19091S-413UILTM

1.00-60～325/350

19091S-213UI

19091S-213UILTM

HP-5ms ウルトライナート

0.32

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

相当品 :

290

Rtx-5ms、Rxi-5ms、Rxi-5Sil MS、PTE-5、BPX-5、AT-5ms、ZB-5ms、SLB-5ms、Equity-7

19091S-433UIE

19091S-433UILTM

Agilent J&W GC カラム

DB-35ms ウルトライナート
内径 (mm)

長さ (m)

0.18

20

0.18

50～340/360

121-3822UI

0.25

15

0.25

50～340/360

122-3812UI

30

0.25

50～340/360

122-3832UI

15

0.25

50～340/360

30

0.25

50～340/360

0.32

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチケージ

123-3832UI

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

相当品 :Rtx-35、Rtx-35ms、Rxi-35Sil MS、SPB-35、AT-35、Sup-Herb、MDN-35、BPX-34、
ZB-35、ZB-35 ht

DB-624 ウルトライナート
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチケージ

0.18

20

1.00

-20～260/260

121-1324UI

0.25
0.32
0.53

30

1.40

-20～260/260

122-1334UI

60

1.40

-20～260/260

122-1364UI

30

1.80

-20～260/260

123-1334UI

60

1.80

-20～260/260

123-1364UI

30

3.00

-20～260/260

125-1334UI

75

3.00

-20～260/260

125-1374UI

ヒントとテクニック
業界トップのアジレントのウルトライ
ナートライナによってきわめて不活性な流路を完成させることができます。
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

www.agilent.com/chem/GC:jp291

Agilent J&W GC カラム

DB-Select 624 ウルトライナート <467>
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチケージ

0.25

30

1.40

40～260/260

122-0334UI

60

1.40

40～260/260

122-0364UI

30

1.80

40～260/260

123-0334UI

60

1.80

40～260/260

123-0364UI

30

3.00

40～260/260

125-0334UI

0.32
0.53

DB-UI 8270D ウルトライナート
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチケージ

0.18

20

0.36

-60～325/350

121-9723
621-9723、6 個*

0.25

30

0.25
0.50

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。
*米国のみの販売

292-60～325/350

122-9732-60～325/350

622-9732、6 個*-60～325/350

122-9736

Agilent J&W GC カラム

Agilent J&W 高速高分離
GC キャピラリカラム
分析コストを抑えつつ、
高スループットと高分離を実現
この最先端のカラムテクノロジーは、ハイスループットスクリーニング、高速プロセスモニタリ
ング、高速メソッド開発など、分析時間を短縮する必要があるアプリケーションに最適です。アジレントの高速高分離 GC カラムでは、分離能を落とさずにサンプル分析時間を 50 % 以上短縮できます。
他社の内径 0.1 mm カラムとは異なり、アジレントの内径 0.15 および 0.18 mm 高速高分離キャピラ
リ GC カラムは、すべての標準圧力キャピラリ GC および GC/MS 機器と互換性があります。費用のかかる高耐圧修正は不要です。さらに次の特長があります。

• キャリアガスとして、ヘリウムまたは水素を選択可能です。メソッド開発を単純化する場合は、
ヘリウムガスを使用し、分析時間をさらに短縮するには、水素に切り替えることができます。

• より少ないキャリアガス使用量でサンプルを分離できます。これにより、シリンダ交換の間隔が長くなり、稼働時間が向上し、サンプルあたりのコストが削減されます。
また、環境、石油化学、香料、臨床、医薬品といった広範なサンプルマトリックスに適しています。
この章の表では、Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

www.agilent.com/chem/GC:jp

293

Agilent J&W GC カラム

低ブリード GC/MS カラム
幅広い範囲の、微量、高温サンプルを分析できるベンチトップ型 GC/MS 装置の台数が急激に増加しています。これらのサンプルには、より不活性で低ブリードの高温カラムが必要です。お客様のニーズに応えて、アジレント・テクノロジーでは、高温でも低ブリードのさまざまな ms カラム
を、広範囲のアプリケーション用に開発しました。
アジレントの J&W 低ブリードカラムの優位性は、独自のポリマ化学と表面不活性化により、ブリード、不活性、選択性、効率に関する業界の最も厳しい品質管理基準を満たしていることです。
Agilent J&W 「ms」 カラムは、特別な表面不活性化とシロキサン化学を使用し、シロキサンポリマ
が持つクロマトグラフィーの性能を最大限に発揮させるものになっています。
セプタムブリードの質量スペクトルは、GC カラムブリードと非常に似ていることがあります。そのため、この 2 つはしばしば混同されます。2 つを見分ける簡単な方法としてカラムブリードがあります。カラムブリードは、ピークではなくベースラインの上昇によって示されます。ブリー
ドのピークが現れた場合、一般的にその原因は低品質のセプタムの使用か、使用限界を超えてセプタムを使用していることが考えられます。セプタムがバックグラウンドブリードに与える影響を最小限に抑えるには、高品質の Agilent BTO セプタム、長寿命セプタム、または高性能グリーン
セプタムを使用します。

ヒントとテクニック
GC および GC/MS 分析に対応するアジレントのサンプル前処理製品については、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

294

Agilent J&W GC カラム

DB-1msCH3• 100 % ジメチルポリシロキサン

O• DB-1 と同一の選択性
• 無極性

Si
CH3

100%

• 超低ブリードの特性で、GC/MS に最適• 標準の 100 % ジメチルポリシロキサンカラムと比較して耐酸性が向上

DB-1ms の構造• S/N 比の向上により感度と質量スペクトルの信頼性が向上• 最高温度上限 340/360 °C• 優れた汎用カラム• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能
SPB-1、Rtx-1、BP-1、OV-1、OV-101、007-1(MS)、SP-2100、SE-30、ZB-1、AT-1、
MDN-1、ZB-1、ZB-1ms

相当品 :DB-1ms
内径 (mm) 長さ (m)

膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.10

0.10

-60～340/360

127-0112

10

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール
127-0112LTM

0.40-60～340/360

127-011320

0.10-60～340/360

127-01220.40-60～340/360

127-0123

127-0123LTM

0.18

20

0.18

-60～340/360

121-0122

121-0122LTM

0.20

12

0.33

-60～340/350

128-011225

0.33-60～340/350

128-0122

128-0122E

128-0122LTM

122-0112E

122-0112LTM

0.25

0.32

15

0.25

-60～340/360

122-011230

0.10-60～340/360

122-01310.25-60～340/360

122-013260

0.25-60～340/360

122-016215

0.25-60～340/360

123-011230

0.10-60～340/360

123-01310.25-60～340/360

123-01320.25-60～340/360

123-016260

122-0132E

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

ヒントとテクニック
ラボやフィールドで必要となる信頼性の高い結果を迅速に提供する Agilent 5975T LTM GC/MSD の詳細については、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp295

Agilent J&W GC カラム

HP-1ms
CH3
O• 100 % ジメチルポリシロキサン

SiCH3• HP-1 に等しい選択性
100%

• 無極性
• 低ブリード特性

HP-1ms の構造• 優れた汎用カラム• S/N 比の向上により、感度と質量スペクトルの信頼性が向上• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能
Rtx-1ms、Rxi-1ms、MDN-1、AT-1、ZB-1ms、Equity-1

相当品 :HP-1ms
内径 (mm) 長さ (m) 膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.18

20

0.18

-60～325/350

19091S-677

0.20

25

0.33

-60～325/350

19091S-602

0.25

15

0.25

-60～325/350

19091S-931

30

0.10

-60～325/350

19091S-833

0.25-60～325/350

19091S-933

0.50-60～325/350

19091S-633

0.32

ケージ

7890/6890
LTM II モジュール
19091S-677LTM

19091S-602E
19091S-833LTM
19091S-933E

19091S-933LTM
19091S-633LTM

1.00-60～325/350

19091S-733

19091S-733E

60

0.25

-60～325/350

19091S-936

19091S-936E

15

0.25

-60～325/350

19091S-911

25

0.52

-60～325/350

19091S-612

30

0.25

-60～325/350

19091S-913

1.00-60～325/350

19091S-713

60

0.25

-60～325/350

19091S-916

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

296

5 インチ

19091S-733LTM

19091S-913E
19091S-713LTM

Agilent J&W GC カラム

VF-1msCH3• 幅広いアプリケーションで感度を向上する、不活性度の高い無極性の 100 % ジメチルポリシロ
キサン相の低ブリード GC カラム• MS を使用した微量分析に対応。325 °C で 1 pA (30 m、0.25 mm、0.25 µm) の超低ブリード仕様

O

Si
CH3

100%

• すべてのカラムについてリテンションインデックス、効率、選択性、およびブリードの品質検査を実施

VF-1ms の構造• 高速高分離 GC および GC/MS 分析用の内径 0.15 mm のカラム
• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属
相当品 :Rtx-1ms、Rxi-1ms、MDN-1、AT-1、ZB-1ms、Equity-1

VF-1ms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.10

10

0.10

-60～325/350

CP89000.40-60～325/350

CP89010.10-60～325/350

CP89020.40-60～325/350

CP890310

0.15-60～325/350

CP903015

0.15-60～325/350

CP588120

0.15-60～325/350

CP90310.60-60～325/350

CP903212

0.33-60～325/350

CP890425

0.33-60～325/350

CP8905

20
0.15

0.20

5 インチ
ケージ

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。
(続く)

www.agilent.com/chem/GC:jp297

Agilent J&W GC カラム

VF-1ms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

15

0.10

-60～325/350

CP89060.25-60～325/350

CP89071.00-60～325/350

CP890825

0.25-60～325/350

CP89090.40-60～325/350

CP891030

0.10-60～325/350

CP8911

0.25-60～325/350

CP8912

1.00-60～325/350

CP89130.25-60～325/350

CP89140.40-60～325/350

CP891560

0.25-60～325/350

CP89161.00-60～325/350

CP891715

0.10-60～325/350

0.25-60～325/350

1.00-60～325/350

0.25-60～325/350

CP89210.40-60～325/350

CP89220.10-60～325/350

CP89230.25-60～325/350

CP89240.50-60～325/350

CP89251.00-60～325/350

CP89260.25-60～325/350

EZ-GRIP とFactorFour カラム

50

0.32

25
30

50

0.53

0.40

-60～325/350

CP892860

0.25-60～325/350

CP89291.00-60～325/350

CP893015

0.50-60～325/350

CP89651.50-60～325/350

CP89670.50-60～325/350

CP89681.00-60～325/350

CP89691.50-60～310/335

CP897030298CP89195 インチ
ケージ

CP8908I5

CP8912I5

Agilent J&W GC カラム

DB-5ms• (5 %-フェニル)-メチルポリシロキサンとほぼ同等のフェニル基ポリマー• 無極性• 超低ブリードの特性、GC/MS に最適

O

CH3

CH3

Si

Si

CH3

CH3

CH3
O
m

Si
CH3

n

• 活性化合物に対応する優れた不活性度• S/N 比の向上により感度と質量スペクトルの信頼性が向上

DB-5ms の構造• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• HP-5TA の代替品
• USP Phase G27 に相当• テスト用混合液を用意
相当品 :Rtx-5ms、Rxi-5ms、Rxi-5Sil MS、PTE-5、BPX-5、AT-5ms、ZB-5ms、ZB-5MSi、
SLB-5ms、Equity-5

ヒントとテクニック
Agilent 7890B GC システムの詳細については、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp299

Agilent J&W GC カラム

DB-5ms
7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール-60～325/350

121-5522

121-5522E

121-5522LTM-60～325/350

121-5523

内径 (mm) 長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

0.18

0.18
0.36

0.20

0.25

20
40

0.18

-60～325/350

121-5542

12

0.33-60～325/350

128-551225

0.33-60～325/350

128-552250

0.33-60～325/350

128-5552

15

0.10-60～325/350

122-5511

122-5511LTM

0.25-60～325/350

122-5512122-5512LTM

0.50-60～325/350

122-5516

1.00-60～325/350

122-5513

0.25-60～325/350

122-5522

0.40-60～325/350

0.10-60～325/350

122-5531

0.25-60～325/350

122-5532

122-5532E

0.50-60～325/350

122-5536

122-5536E

1.00-60～325/350

122-5533

122-5533E

50

0.25

-60～325/350

122-555260

0.10-60～325/350

122-5561

0.25-60～325/350

122-5562

1.00-60～325/350

122-5563

25
30

0.32

15

122-5522LTM

122-5532LTM
122-5533LTM

122-5562E

0.10-60～325/350

123-5511-60～325/350

123-5512123-5512LTM
123-5513LTM

1.00-60～325/350

123-5513

0.52-60～325/350

123-552630

0.10-60～325/350

123-5531

0.25-60～325/350

123-5532

0.50-60～325/350

123-5536

123-5536LTM

1.00-60～325/350

123-5533

123-5533LTM

0.10-60～325/350

123-5561

0.25-60～325/350

123-5562

0.50-60～325/350

123-5566

1.00-60～325/350

123-5563

15

1.50-60～300/320

125-551230

0.50-60～300/320

125-5537

1.00-60～300/320

125-553J

125-553JLTM

1.50-60～300/320

125-5532

125-5532LTM

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

300

128-5522LTM

0.25
25

60

0.53

121-5523LTM

123-5532E

Agilent J&W GC カラム

HP-5ms

C6H5

CH3• (5 %-フェニル)-メチルポリシロキサン

O• HP-5 に等しい選択性
• 無極性

Si
CH3

O
86%

Si
C6H5

14%

• 超低ブリードの特性で、GC/MS に最適• 酸性および塩基性化合物を含む活性化合物に対して優れた不活性HP-5ms の構造• S/N 比の向上により、感度と質量スペクトルの信頼性を強化• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• USP Phase G27 に相当
Rtx-5ms、Rxi-5ms、Rxi-5Sil MS、PTE-5、BPX-5、AT-5ms、ZB-5ms、SLB-5ms、Equity-5相当品 :HP-5ms
内径

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール(mm)

長さ (m) 膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

0.18

20

0.18

-60～325/350

19091S-577

19091S-577LTM

0.20

12

0.33

-60～325/350

19091S-101

19091S-101LTM

0.25

25

0.33

-60～325/350

19091S-102

50

0.33

-60～325/350

19091S-105

15

0.10

-60～325/350

19091S-331

19091S-331LTM

0.25-60～325/350

19091S-431

19091S-431LTM

1.00-60～325/350

19091S-231

0.10-60～325/350

19091S-333

0.25-60～325/350

19091S-433

0.50-60～325/350

19091S-133

1.00-60～325/350

19091S-233

0.10-60～325/350

19091S-336

0.25-60～325/350

19091S-436

19091S-436E

0.52-60～325/350

19091S-112

19091S-112E

30

60
0.32

25
30

60

0.10

-60～325/350

19091S-313

0.25-60～325/350

19091S-413

0.50-60～325/350

19091S-113

1.00-60～325/350

19091S-213

0.25-60～325/350

19091S-416

19091S-102E

19091S-433E

19091S-102LTM

19091S-433LTM

19091S-233E

19091S-413E

19091S-413LTM

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

www.agilent.com/chem/GC:jp

301

Agilent J&W GC カラム

VF-5ms
O

CH3

CH3

Si

Si

CH3

CH3

CH3
O
m

• 感度、精度、および機器の稼働時間を向上する不活性度の高い 5 % フェニルメチルカラム

Si
CH3• 最小限のカラムブリードによる感度の向上 – 325 °C で 1 pA (30 m x 0.25 mm、0.25 µm) の超低ブ
n

リード仕様

• VF-1ms よりも極性がわずかに高いため、芳香族化合物に対する感度が向上し、選択性と優れた
VF-5ms の構造

不活性度により、幅広い半極性および極性化合物に使用可能• 高速高分離 GC および GC/MS 分析用の内径 0.15 mm カラム• すべてのカラムについてリテンションインデックス、効率、選択性、およびブリードの品質検査を実施• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属
相当品 :Rtx-5ms、Rxi-5ms、Rxi-5Sil MS、PTE-5、BPX-5、AT-5ms、ZB-5ms、ZB-5MSi、
SLB-5ms、Equity-5

VF-5ms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.10

10

0.40

-60～325/350

CP8934

0.15

10

0.15

-60～325/350

CP903415

0.15-60～325/350

CP903520

0.15-60～325/350

CP90360.30-60～325/350

CP90370.60-60～325/350

CP903840

0.15-60～325/350

CP9039120.33-60～325/350

CP893525

0.33-60～325/350

CP893650

0.33-60～325/350

CP8937

0.20

5 インチ
ケージ

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。
(続く)

ヒントとテクニック
ホームページでは、お客様の分析に役立つ GC トラブルシューティングビデ
オを公開しています。GC アプリケーションスペシャリストとサービスエンジ
ニアが、トラブルシューティングについてわかりやすく説明します。このビ
デオは www.agilent.com/chem/jp でご覧いただけます。

302

Agilent J&W GC カラム

VF-5ms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

15

0.10

-60～325/350

CP89380.25-60～325/350

CP89390.50-60～325/350

CP8963

1.00-60～325/350

CP894025

0.25-60～325/350

CP894130

0.10-60～325/350

CP89430.32

0.25-60～325/350

CP89440.50-60～325/350

CP89451.00-60～325/350

CP894650

0.25-60～325/350

CP894760

0.10-60～325/350

CP89480.25-60～325/350

CP89601.00-60～325/350

CP89490.10-60～325/350

CP89500.25-60～325/350

CP895125

0.52-60～325/350

CP895330

0.25-60～325/350

CP89550.50-60～325/350

CP89561.00-60～325/350

CP89570.25-60～325/350

CP8958

15

50

0.53

0.40

-60～325/350

CP895960

0.25-60～325/350

CP8961

1.00-60～325/350

CP896215

0.50-60～325/350

CP897130

0.50-60～325/350

CP8974

1.00-60～325/350

CP89751.50-60～310/335

CP89765 インチ
ケージ

CP8944I5

www.agilent.com/chem/GC:jp

カラム (5 インチケージ)

303

Agilent J&W GC カラム

DB-XLB• きわめて低ブリード• 低極性• 最高温度上限 340/360 °C• 独自の選択性• 活性化合物に対応する優れた不活性度• 確認分析に最適• 農薬、除草剤、PCB、PAHs に最適• GC/MS に理想的
• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能
注 : DB-XLB は高温でのカラムブリードを抑制するように設計されています。MS 検出での PCB 同族
体分離に優れた能力を発揮します。カラム寸法、温度プログラム、キャリアガス流量条件などを慎重に最適化し、この優れた性能を最大限に引き出します。

(Frame, G. Analytical Chemistry News & Features, Aug. 1, 1997, 468A-475A)

相当品 :Rtx-XLB、MDN-12、ZB-XLB、ZB-XLB HT

DB-XLB
長さ (m)

膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

0.18

20

0.18

30～340/360

121-122230

0.18

30～340/360

121-1232

0.20

25

0.33

30～340/360

128-1222

0.25

15

0.10

30～340/360

122-12110.25

30～340/360

122-12120.10

30～340/360

122-12310.25

30～340/360

122-12320.50

30～340/360

122-1236

1.00

30～340/360

122-1233

0.25

30～340/360

122-1262

30

60
0.32

0.53

ケージ

0.25

30～340/360

123-12320.50

30～340/360

123-123660

0.25

30～340/360

123-1262

15

1.50

30～320/340

125-121230

1.50

30～320/340

125-1232

30

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

304

7 インチ

内径 (mm)7890/6890
LTM II モジュール

122-1211LTM

122-1232LTM

Agilent J&W GC カラム

VF-Xms
CH3
O Si
CH3

• 高純度アリレン化合物で高精度な分析結果• 恒温条件で最高 340 °C まで使用可能で幅広い分析に対応

CH3
Si
CH3

CH3
O Si
CH3
X

• 確認分析に最適 - 5 % フェニルカラムよりも極性の高いカラム

Y• 超低ブリードによる究極の感度と S/N 比の実現
• 農薬などの半揮発性化合物に特に高い選択性を示し、短時間で高分離能の分析を実行

VF-Xms の構造• 塩素化合物に対する特有の選択性• すべてのカラムについてリテンションインデックス、効率、選択性、およびブリードの品質検査を実施• 高速高分離 GC および GC/MS 分析用の内径 0.15 mm のカラム
• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属
相当品 :Rtx-XLB、MDN-12、ZB-XLB、ZB-XLB HT

VF-Xms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.15

20

0.15

30～340/360

CP9041

0.20

25

0.33

30～340/360

CP8801

0.25

30

0.10

30～340/360

CP88050.25

30～340/360

CP88060.50

30～340/360

CP8807

0.32

60

0.25

30～340/360

CP880930

0.25

30～340/360

CP881360

0.25

30～340/360

CP8816

EZ-GRIP とFactorFour カラム

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

www.agilent.com/chem/GC:jp305

Agilent J&W GC カラム

DB-35ms
O

CH3

CH3

Si

Si

CH3

CH3

CH3
O
m

• (35 %-フェニル)-メチルポリシロキサン相にほぼ相当

Si
CH3

• 中極性
n

• 超低ブリードの特性、GC/MS に最適• 温度上限を最高 340/360 °C まで向上

DB-35ms の構造• 活性化合物に対応する優れた不活性度• 確認分析に最適• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• HP-35ms の代替品
• USP Phase G42 に相当
Rtx-35、Rtx-35ms、Rxi-35Sil MS、SPB-35、AT-35、Sup-Herb、MDN-35、BPX-34、
ZB-35、ZB-35 ht

相当品 :DB-35ms
7 インチ

内径 (mm)

長さ (m) 膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

0.18

20

0.18

50～340/360

121-3822

0.20

15

0.33

50～340/360

128-381225

0.33

50～340/360

128-382215

0.25

50～340/360

122-381230

0.15

50～340/360

122-383130

0.25

50～340/360

122-383260

0.25

50～340/360

122-3862

0.25

0.32
0.53

ケージ

15

0.25

50～340/360

123-381230

0.25

50～340/360

123-383230

0.50

50～320/340

125-383730

1.00

50～320/340

125-3832

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

306

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

122-3832E

122-3832LTM

123-3832E

Agilent J&W GC カラム

VF-35ms• 安定化されたアリレン修飾、35 % フェニルメチル相に相当

O Si• デュアルカラム確認分析に最適• 超低ブリードと高安定性を実現

CH3
O Si
CH3

CH3
Si
CH3

CH3
O Si
CH3
X

35%

Y

• 環境分析や化学分析に理想的な中極性カラム• 高速高分離 GC および GC/MS 分析用の内径 0.15 mm のカラム

VF-35ms の構造• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属
相当品 :Rtx-35、Rtx-35ms、Rxi-35Sil MS、SPB-35、AT-35、Sup-Herb、MDN-35、BPX-34、
ZB-35、ZB-35 ht

VF-35ms
7 インチ
ケージ

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

0.15

10

0.15

40～340/360

CP588720

0.15

40～340/360

CP5889

0.20
0.25

0.32

0.53

15

0.33

40～340/360

CP887225

0.33

40～340/360

CP887315

0.25

40～340/360

CP887430

0.10

40～340/360

CP88750.25

40～340/360

CP88770.50

40～340/360

CP88781.00

40～340/360

CP887960

0.25

40～340/360

CP888030

0.25

40～340/360

CP88820.50

40～340/360

CP88831.00

40～340/360

CP88841.00

40～325/350

CP888830

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

www.agilent.com/chem/GC:jp307

Agilent J&W GC カラム

DB-17ms
O

CH 3

CH 3

Si

Si

CH 3

CH 3 mCH 3
O

Si
CH 3 n• (50 %-フェニル)-メチルポリシロキサンとほぼ同等• 上限温度 320/340 °C• 超低ブリードの中極性カラム、GC/MS に最適• 活性化合物に対する優れた不活性度

DB-17ms の構造• 質量スペクトルの信頼性を向上• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• CLP 農薬に最適なカラム
Rxi-17Sil MS、Rtx-50、007-17、SP-2250、SPB-50、BPX-50、SPB-17、AT-50

相当品 :DB-17ms
7 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

長さ (m)

膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

0.18

20

0.18

40～320/340

121-4722

121-4722LTM

0.25

15

0.15

40～320/340

122-4711

122-4711LTM
122-4712LTM

0.32

0.25

40～320/340

122-471230

0.15

40～320/340

122-4731

0.25

40～320/340

122-473260

0.25

40～320/340

122-4762

15

0.25

40～320/340

123-471230

0.25

40～320/340

123-4732

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

ヒントとテクニック
最新の GC カラムにフォーカスしたアプリケーション、製品、および教育リソースについては、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

308

5 インチ
ケージ

内径 (mm)122-4732E

122-4732LTM

123-4732LTM

Agilent J&W GC カラム

VF-17ms
CH3• 50 % フェニル/50 % ジメチルシロキサン、中極性相

O Si• 超低ブリード• 独自の不活性処理技術と製造プロセスにより安定性が向上し、カラム間繰り返し精度の向上と長いカラム寿命を実現• 環境分析および臨床分析に最適

O Si
CH3
X

Y

VF-17ms の構造• 325 °C で 2 pA (0.25 mm x 30 m、0.25 µm) の超低ブリード仕様• EPA、USP メソッド確認試験用カラムで最高の信頼性を提示• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• 高速高分離 GC および GC/MS 分析用の内径 0.15 mm のカラム
• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属
相当品 :Rxi-17Sil MS、Rtx-50、007-17、SP-2250、SPB-50、BPX-50、SPB-17、AT-50

VF-17ms
7 インチ
ケージ

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

0.10

10

0.20

40～330/360

CP8977

0.15

10

0.15

40～330/360

CP588215

0.15

40～330/360

CP5883

0.25

0.32

0.53

20

0.15

40～330/360

CP588415

0.25

40～330/360

CP897915

0.50

40～330/360

CP898030

0.15

40～330/360

CP89810.25

40～330/360

CP89820.50

40～330/360

CP898360

0.25

40～330/360

CP898415

0.15

40～330/360

CP898630

0.25

40～330/360

CP89900.50

40～330/360

CP89911.00

40～330/360

CP89961.50

40～310/340

CP89981.00

40～310/340

CP90011.50

40～310/340

CP9002

15
30

5 インチ
ケージ

CP8982I5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

www.agilent.com/chem/GC:jp309

Agilent J&W GC カラム

VF-23ms

C N(CH2)3
O Si(CH2)3
C N

CH3
O Si
CH3

CH3
Si
CH3

• 高シアノプロピルフェニルジメチルポリシロキサンを使用した、高極性低ブリード GC カラム• 非常に極性の高い化合物の分離用
Y

X

VF-23ms の構造• 100 % 化学結合タイプのため溶媒洗浄が可能• 最高上限温度 260 °C• 高分子量化合物にまでアプリケーションの範囲を拡張• 高速高分離 GC および GC/MS 分析用の内径 0.15 mm のカラム
• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属相当品 :SP-2330、Rtx-2330、007-23、AT-Silar、BPX-70、SP-2340

VF-23ms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

30

0.15

40～260/260

CP88210.25

40～260/260

CP8822CP8822I5
CP8824I5

0.32

0.53

310

60

0.25

40～260/260

CP882430

0.25

40～260/260

CP882760

0.15

40～260/260

CP88280.25

40～260/260

CP88290.50

40～245/245

CP8831

30

5 インチ
ケージ

Agilent J&W GC カラム

VF-200ms• 非常に高い温度安定性を持ったトリフルオロプロピル相は、最高 350 °C まで使用可能• ケトン、アルデヒド、ニトロ化合物、塩素含有化合物、PAH、不飽和化合物、シラン、CFC の分析に最適• 最適な不活性処理による良好なピーク形状

CF3
CH2
CH2

CH3

O Si
CH3

O Si
CH3
X

• 微量分析に対応する超低ブリード

Y

VF-200ms の構造• 高速高分離 GC および GC/MS 分析用の内径 0.15 mm のカラム
• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属
相当品 :Rtx-200

VF-200ms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.15

20

0.15

0～325/350

CP58910.60

0～325/350

CP5892

0.25

15

0.25

0～325/350

CP88550.10

0～325/350

CP88570.25

0～325/350

CP8858

30

0.32
0.53

0.50

0～325/350

CP88591.00

0～325/350

CP886060

0.25

0～325/350

CP886130

0.50

0～325/350

CP88641.00

0～325/350

CP88650.50

0～300/325

CP88671.00

0～300/325

CP8868

30

5 インチ
ケージ

CP8859I5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

www.agilent.com/chem/GC:jp311

Agilent J&W GC カラム

DB-225ms• (50 %-シアノプロピルフェニル)-ジメチルポリシロキサンにほぼ同等• 中/高極性• シス- およびトランス-脂肪酸メチルエステル (FAME) の分離に優れている• 低ブリード• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• USP Phase G7 に相当
SP-2330、Rtx-225、BP-225、OV-225、007-225、AT-225

相当品 :DB-225ms

312

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

15

0.25

40～240/240

122-291230

0.25

40～240/240

122-2932

長さ (m)

0.25

0.32

膜厚

(µm)

内径 (mm)60

0.25

40～240/240

122-296230

0.25

40～240/240

123-2932

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール
122-2912LTM

122-2932E

122-2932LTM

Agilent J&W GC カラム

VF-WAXms• 極性化合物の MS で高精度の結果を実現する、特別に設計された WAX 相

O CH2• 使用可能温度範囲 20～250 °C

CH2

OH
n

• 微量分析向けに S/N 比を向上
• 微量分析が必要な GC/MS 食品および香料アプリケーションに最適• 超低ブリードによる高温での感度とカラム寿命の向上

VF-WAXms の構造• PEG の一般的な選択性を変化させずに性能を向上• 高速高分離 GC および GC/MS 分析用の内径 0.15 mm カラム• カラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属
相当品 :SUPELCOWAX 10、SUPEROX II、CB-WAX、Stabilwax、BP-20、007-CW、Carbowax、
Rtx-WAX、ZB-WAX、ZB-WAX plus

VF-WAXms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.10

10

0.10

20～250/260

CP9219

0.15

0.25

0.20

20～250/260

CP921820

0.10

20～250/260

CP922915

0.15

20～250/260

CP920120

0.15

20～250/260

CP922030

0.15

20～250/260

CP920215

0.25

20～250/260

CP92030.50

20～250/260

CP922125

0.20

20～250/260

CP920430

0.25

20～250/260

CP92050.50

20～250/260

CP9222

1.00

20～240/240

CP92060.25

20～250/260

CP92070.50

20～240/240

CP9223

60

5 インチ
ケージ

CP9205I5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。
(続く)

www.agilent.com/chem/GC:jp313

Agilent J&W GC カラム

VF-WAXms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.32

30

0.25

20～250/260

CP92120.50

20～250/260

CP92101.00

20～240/240

CP92110.25

20～250/260

CP92140.50

20～240/240

CP92251.00

20～230/230

CP9213

1.00

20～250/260

CP92262.00

20～240/240

1.00

20～240/240

CP92152.00

20～230/230

CP9216

1.00

20～230/230

CP92282.00

20～220/220

CP9217

60

0.53

15
30
60

ヒントとテクニック
VF-WAXms は、食品や香料などの微量分析に対して最高の性能を発揮します。

314

5 インチ
ケージ

Agilent J&W GC カラム

VF-624ms、VF-1301ms• EPA メソッド 524、624、8260 に加えて USP 467 に基づいた溶媒分析用に設計された VF-624ms• VF-624 と同様の選択性を持ち、半揮発性有機溶媒に加えて PCB や農薬の分析に最適な超低ブ
リード薄膜の VF-1301ms

C N(CH2)3
O Si
CH3
X

CH3
O Si
CH3

CH3
O Si
CH3

CH3
Si
CH3

Y

Z

• ベンゼンと 1,2-ジクロロエタンのような共溶出する化合物も分離• 中極性

VF-624ms および VF-1301ms の構造• 低ブリード• 高速高分離 GC および GC/MS 分析用の内径 0.15 mm のカラム
• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属
相当品 :AT-624、Rxi-624 Sil MS、Rtx-624、PE-624、007-624、007-502、ZB-624

VF-624ms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.15

15

0.84

-40～280/300

CP910120

0.84-40～280/300

CP910030

0.84-40～280/300

CP910940

0.84-40～280/300

CP9110

5 インチ
ケージ

30

1.40

-40～280/300

CP9102CP9102I560

1.40-40～280/300

CP9103

CP9103I5

0.32

30

1.80

-40～280/300

CP9104CP9104I560

1.80-40～280/300

CP9105

0.53

30

3.00

-40～280/300

CP910660

3.00-40～265/280

CP910775

3.00-40～265/280

CP91080.25

CP9106I5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

www.agilent.com/chem/GC:jp315

Agilent J&W GC カラム

相当品 :Rtx-1301、PE-1301

VF-1301ms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.10

10

1.00

-40～280/300

CP9066

0.25

30
60

-40～280/300

CP9053-40～280/300

CP90540.25-40～280/300

CP90551.00-40～280/300

CP9056

0.32

15

0.25

-40～280/300

CP90571.00-40～280/300

CP9058

0.53

15

1.00

-40～280/300

CP906230

1.00-40～280/300

CP90631.50-40～280/300

CP9064

ヒントとテクニック
アジレントのGC 消耗品を使用することにより、最高の性能と最大の生産性を確保できます。詳しくは、 www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

316

0.25
1.00

Agilent J&W GC カラム

VF-1701ms
C N(CH2)3O Si
CH3• 超低ブリードの 14 % シアノプロピル/フェニル/86 % ポリジメチルシロキサン相• 中極性• 農薬、PCB、半揮発性有機化合物に最適

X

CH3
O Si
CH3

CH3
O Si
CH3
Y

CH3
Si
CH3
Z

• 高度な不活性処理により p,p'-DDT などの困難な対象化合物にも対応• 正確な微量分析向けに不活性処理を実施

VF-1701ms の構造• カラムブリードは、280 °C で 2 pA 以下を保証 (0.25 mm x 60 m、0.25 µm の場合)
• 高速高分離 GC および GC/MS 分析用の内径 0.15 mm のカラム
• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属相当品 :SPB-1701、Rtx-1701、BP-10、OV-1701、007-1701、ZB-1701

VF-1701ms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.15

20

0.15

-20～280/300

CP9145

0.25

30

0.15

-20～280/300

CP91500.25-20～280/300

CP9151

CP9151I5

1.00-20～280/300

CP9152CP9152I5

0.25-20～280/300

CP91541.00-20～280/300

CP91560.25-20～280/300

CP9162

1.00-20～280/300

CP91630.25-20～280/300

CP91651.00-20～280/300

CP91660.50-20～280/300

CP91701.00-20～280/300

CP9171

60
0.32

30
60

0.53

30

5 インチ
ケージ

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

www.agilent.com/chem/GC:jp317

Agilent J&W GC カラム

ポリシロキサンカラム

CH3
O

Si
CH3

100%

ポリシロキサンは、最も多く使用される固定相です。種類は多く、安定性と耐久性に優れ、汎用性があります。標準的なポロシキロサンは、シロキサンのバックボーンが反復されているのが特徴です。各シリコン原子には、官能基が 2 つあります。この官能基の種類と置換率により各固定
相とその特性が異なります。

DB-1 の構造

DB-1• 100 % ジメチルポリシロキサン• 無極性• 優れた汎用カラム• 広範な応用範囲• 低ブリード• 高い温度上限• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• 豊富なカラムサイズ• USP Phase G2 に相当
SPB-1、Rtx-1、BP-1、OV-1、OV-101、007-1(MS)、SP-2100、SE-30、ZB-1、AT-1、
MDN-1、ZB-1

相当品 :

DB-1
7 インチ

5 インチ
ケージ

内径 (mm) 長さ (m)

膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

0.05

10

0.05
0.20

-60～325/350

126-1013

0.10

5

0.12

-60～325/350

127-100A10

0.10-60～325/350

127-1012

127-1012E

0.40-60～325/350

127-1013

127-1013E

20

0.10

-60～325/350

127-1022

127-1022E

0.40-60～325/350

127-102340

0.20-60～325/350

127-1046

0.40-60～325/350

127-1043-60～325/350

ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

126-1012
127-100ALTM
127-1013LTM
127-1023LTM
127-1046E

(続く)

318

Agilent J&W GC カラム

DB-1
内径 (mm) 長さ (m) 膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.15

10

1.20

-60～325/350

12A-1015

0.18

10

0.18

-60～325/350

121-1012

0.20

0.25

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール
12A-1015LTM

121-1012E

121-1012LTM

0.20-60～325/350

121-101A

121-101ALTM

0.40-60～325/350

121-1013

121-1013LTM

20

0.18

-60～325/350

121-1022

0.40-60～325/350

121-102340

0.40-60～325/350

121-104312

0.33-60～325/350

128-1012

128-1012LTM

25

0.33

-60～325/350

128-1022

128-1022LTM

30

0.80

-60～325/350

128-103450

0.33-60～325/350

128-105215

0.10-60～325/350

122-1011

0.25-60～325/350

122-1012

1.00-60～325/350

122-1013

25

0.25-60～325/350

122-102230

0.10-60～325/350

122-1031

0.25-60～325/350

122-1032

0.50-60～325/350

122-103E

1.00-60～325/350

122-103350

0.25-60～325/350

122-105260

0.10-60～325/350

122-1061

0.25-60～325/350

122-1062

0.50-60～325/350

122-106E

1.00-60～325/350

122-1063

100

0.50

-60～325/350

122-10AE

150

1.00

-60～325/350

122-10G3

121-1022E

121-1022LTM
121-1023LTM

122-1012LTM
122-1022LTM
122-1032E

122-1032LTM*
122-103ELTM

122-1033E

122-1033LTM

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。
(続く)

www.agilent.com/chem/GC:jp319

Agilent J&W GC カラム

DB-1
内径 (mm) 長さ (m) 膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.10

-60～325/350

123-1011

123-1011LTM

0.25-60～325/350

123-1012

123-1012LTM

1.00-60～325/350

123-1013

3.00-60～280/300

123-1014

5.00-60～280/300

123-1015

0.12-60～325/350

123-1027

0.25-60～325/350

123-1022

0.52-60～325/350

123-1026

1.05-60～325/350

123-102F

0.10-60～325/350

123-1031

0.25-60～325/350

123-1032

123-1032LTM

0.50-60～325/350

123-103E

123-103ELTM

1.00-60～325/350

123-1033

1.50-60～300/320

123-103B

3.00-60～280/300

123-1034

5.00-60～280/300

123-1035

0.25-60～325/350

123-1052

0.52-60～325/350

123-1056

1.05-60～325/350

123-105F

1.20-60～325/350

123-105C

5.00-60～280/300

123-1055

0.10-60～325/350

123-1061

0.25-60～325/350

123-1062

0.50-60～325/350

123-106E

1.00-60～325/350

123-1063

123-1063E

1.50-60～300/320

123-106B

123-106BE

2.00-60～280/300

123-106G

3.00-60～280/300

123-1064

123-1064E
123-1065E

0.32

15

25

30

50

60

0.45

30

5.00

-60～280/300

123-1065

1.27-60～325/350

124-1032

2.55-60～260/280

124-1034

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

123-1015LTM

123-1033E

123-1033LTM
123-103BLTM
123-1035LTM

123-1062E

(続く)

320

Agilent J&W GC カラム

DB-1
7 インチ

内径 (mm) 長さ (m)

膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

0.53

2.65

-60～325/350

125-100B

5

ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

5.00-60～325/350

125-1005

7.5

1.50

-60～325/350

125-100210

2.65-60～260/280

125-10HB

5.00-60～260/280

125-10H5

0.15-60～340/360

125-1011

0.25-60～320/340

125-101K

0.50-60～300/320

125-1017

1.00-60～300/320

125-101J

1.50-60～300/320

125-1012

3.00-60～260/280

125-1014

5.00-60～260/280

125-1015

1.00-60～300/320

125-102J

5.00-60～260/280

125-1025

0.10-60～340/360

125-1039

0.25-60～320/340

125-103K

0.50-60～300/320

125-1037

1.00-60～300/320

125-103J

125-103JLTM

1.50-60～300/320

125-1032

125-1032LTM

2.65-60～260/280

125-103B

3.00-60～260/280

125-1034

125-1034E

125-1034LTM

5.00-60～260/280

125-1035

125-1035E

125-1035LTM

50

5.00

-60～260/280

125-105560

1.00-60～300/320

125-106J

125-106JE

1.50-60～300/320

125-1062

125-1062E

3.00-60～260/280

125-1064

5.00-60～260/280

125-1065

5.00-60～260/280

125-10B5

15

25
30

105

125-1005LTM
125-10HBE

125-10HBLTM

125-1011E

125-1011LTM

125-1012E

125-1012LTM
125-1015LTM
125-1025LTM

125-103KE

125-103KLTM

125-1065E

www.agilent.com/chem/GC:jp321

Agilent J&W GC カラム

HP-1
CH3
O

• 100 % ジメチルポリシロキサン

Si
CH3

• 無極性
100%

• 優れた汎用カラム- 「業界標準」• 広範な応用範囲

HP-1 の構造• 低分子量アルコール向けの優れた性能(<C5)• 高い温度上限• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• 豊富なカラムサイズ• USP Phase G2 に相当
SPB-1、Rtx-1、BP-1、OV-1、OV-101、007-1(MS)、SP-2100、SE-30、ZB-1、AT-1、
MDN-1、ZB-1

相当品 :

HP-1
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

5 インチ

0.18

20

0.18

-60～325/350

19091Z-577

19091Z-577E

0.20

12

0.33

-60～325/350

19091-60312

17

0.11

-60～325/350

19091Z-008

25

0.11

-60～325/350

19091Z-002

0.33-60～325/350

19091Z-102

50

0.25

15

30

60
100

ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

19091Z-002LTM
19091Z-102E

0.50-60～325/350

19091Z-202

0.11-60～325/350

19091Z-005

0.33-60～325/350

19091Z-105

0.50-60～325/350

19091Z-205

0.10-60～325/350

19091Z-331

0.25-60～325/350

19091Z-431

1.00-60～325/350

19091Z-231

0.10-60～325/350

19091Z-333

0.25-60～325/350

19091Z-433

19091Z-433E

1.00-60～325/350

19091Z-233

19091Z-233E

0.25-60～325/350

19091Z-436

1.00-60～325/350

19091Z-236

19091Z-236E

0.50-60～325/350

19091Z-530

19091Z-530E

19091Z-202LTM

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。
(続く)

322

Agilent J&W GC カラム

HP-1
7 インチ

5 インチ
ケージ

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

0.32

15

0.25

-60～325/350

19091Z-411

1.00-60～325/350

19091Z-211

0.17-60～325/350

19091Z-012

0.52-60～325/350

19091Z-112

1.05-60～325/350

19091Z-212

0.10-60～325/350

19091Z-313

0.25-60～325/350

19091Z-413

19091Z-413E

1.00-60～325/350

19091Z-213

19091Z-213E

3.00-60～260/280

19091Z-513

19091Z-513E

4.00-60～260/280

19091Z-613

5.00-60～260/280

19091Z-713

0.17-60～325/350

19091Z-015

25

30

50

60

0.53

5

ケージ

0.52

-60～325/350

19091Z-115

1.05-60～325/350

19091Z-215

0.25-60～325/350

19091Z-416

1.00-60～325/350

19091Z-216

5.00-60～260/280

19091Z-716

0.15-60～320/400

19095Z-220

0.88-60～320/400

19095Z-020

7890/6890
LTM II モジュール

19091Z-012LTM
19091Z-112E
19091Z-313LTM

19091Z-613LTM
19091Z-713E

19091Z-713LTM

19091Z-115E

19091Z-216E

2.65-60～260/280

19095S-100

7.5

5.00

-60～260/280

19095Z-627

10

0.88

-60～300/320

19095Z-021

19095Z-021E

19095Z-021LTM

2.65-60～260/280

19095Z-121

19095Z-121E

19095Z-121LTM

0.15-60～320/400

19095Z-221

19095Z-221E

1.50-60～300/320

19095Z-321

3.00-60～260/280

19095Z-421

5.00-60～260/280

19095Z-621

0.88-60～300/320

19095Z-023

19095Z-023E

1.50-60～300/320

19095Z-323

19095Z-323E

2.65-60～260/280

19095Z-123

19095Z-123E

3.00-60～260/280

19095Z-423

19095Z-423E

5.00-60～260/280

19095Z-623

19095Z-623E

5.00-60～260/280

19095Z-626

15

30

60

www.agilent.com/chem/GC:jp19095S-100E

19095Z-023LTM
19095Z-123LTM
19095Z-623LTM

323

Agilent J&W GC カラム

CP-Sil 5 CB
CH3O

• 100 % ジメチルポリシロキサン

Si
CH3

• 無極性
100%

• 汎用相
• 化学結合・架橋タイプ

CP-Sil 5 CB の構造• 溶媒洗浄可能• フューズドシリカと UltiMetal の 2 種類
• 沸点に基づいて分離が行われるため、幅広い温度範囲の広範なアプリケーションに対応• 高い温度上限• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属相当品 :SPB-1、Rtx-1、BP-1、OV-1、OV-101、007-1(MS)、SP-2100、SE-30、ZB-1、AT-1、
MDN-1、ZB-1

CP-Sil 5 CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.10

10

0.10

-60～330/350

CP73110.12-60～330/350

CP73100.12-60～330/350

CP76842.00-60～325/350

CP76820.12-60～330/350

CP76941.20-60～325/350

CP7693

2.00-60～325/350

CP7692

0.15

10

25

0.20

25

0.33

-60～325/350

CP7622

0.25

10

0.12

-60～330/350

CP770015

0.25-60～330/350

CP851025

0.12-60～330/350

CP77100.25-60～330/350

CP74410.40-60～325/350

CP7709

30

50

60

1.20

-60～325/350

CP76700.10-60～330/350

CP87100.25-60～330/350

CP8741

1.00-60～325/350

CP87700.12-60～330/350

CP77200.25-60～330/350

CP74430.40-60～325/350

CP77190.25-60～330/350

CP8743

1.00-60～325/350

CP87805 インチ
ケージ

CP7670I5
CP8741I5

CP7443I5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。
(続く)

324

Agilent J&W GC カラム

CP-Sil 5 CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.32

10

0.12

-60～330/350

CP77301.20-60～325/350

CP77580.10-60～330/350

CP85290.25-60～325/350

CP85303.00-60～325/350

CP85501.00-60～325/350

CP85405.00-60～300/325

CP85600.12-60～330/350

CP77400.25-60～325/350

CP74420.40-60～325/350

CP77390.52-60～325/350

CP84301.20-60～325/350

CP77605.00-60～300/325

CP76800.25-60～325/350

CP8742

1.00-60～325/350

CP87603.00-60～310/335

CP8687

CP8687I5

5.00-60～300/325

CP8688CP8688I5

0.12-60～330/335

CP7750CP7750I5

0.25-60～325/350

CP74440.40-60～325/350

CP7749CP7749I5

1.20-60～325/350

CP7770CP7770I5

5.00-60～300/325

CP7690CP7690I5

0.25-60～325/350

CP8744

1.00-60～325/350

CP88703.00-60～310/335

CP86895.00-60～300/325

CP8690

15

25

30

50

60

5 インチ
ケージ

CP7680I5

CP8690I5(続く)

www.agilent.com/chem/GC:jp

325

Agilent J&W GC カラム

CP-Sil 5 CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.53

10

1.00

-60～315/340

CP762515

2.00-60～305/330

CP76205.00-60～290/325

CP76450.15-60～330/350

CP86731.50-60～305/330

CP86743.00-60～300/325

CP86755.00-60～290/325

CP867620

5.00-60～290/325

CP877425

1.00-60～315/340

CP76352.00-60～305/330

CP76305.00-60～290/325

CP76751.50-60～305/330

CP87352.00-60～305/330

CP87303.00-60～300/325

CP86775.00-60～290/325

CP87751.00-60～315/340

CP76952.00-60～305/330

CP76405.00-60～290/325

CP76851.50-60～305/330

CP87995.00-60～290/325

CP86850.50-60～325/350

CP76085.00-60～290/325

CP7688

30

50

60
100

5 インチ
ケージ

CP8735I5

CP7685I5

CP-Sil 5 CB UltiMetal
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.53

10

2.00

-60～325/350

CP71505.00-60～325/350

CP66660.50-60～325/350

CP71352.00-60～325/350

CP71605.00-60～325/350

CP66701.00-60～325/350

CP71402.00-60～325/350

CP71705.00-60～325/350

CP6671

25

50

326

Agilent J&W GC カラム

Ultra 1CH3
• 100 % ジメチルポリシロキサン

O

• 無極性
• リテンションインデックスとキャパシティファクタの仕様をさらに厳格にした HP-1 同等品

Si
CH3

100%

• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能
相当品 :Ultra 1 の構造

SPB-1、Rtx-1、BP-1、007-1(MS)Ultra 1
7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

内径 (mm)

長さ (m) 膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

0.20

12

0.33

-60～325/350

19091A-101

17

0.11

-60～325/350

19091A-008

0.33-60～325/350

19091A-108

0.11-60～325/350

19091A-002

0.33-60～325/350

19091A-102 19091A-102E

0.11-60～325/350

19091A-005

0.33-60～325/350

19091A-105

25
50
0.32

25
50

0.17

-60～325/350

19091A-012

0.52-60～325/350

19091A-112

0.17-60～325/350

19091A-015

0.52-60～325/350

19091A-115

ヒントとテクニック
Agilent CrossLab GC 消耗品は、バリアン (現ブルカー)、パーキンエルマー、
島津製作所、サーモサイエンティフィックの GC システムなど、他メーカーの装置にフィットする、高性能消耗品です。
詳しくは、www.agilent.com/chem/CrossLab:jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp327

Agilent J&W GC カラム

O

Si
CH3

Ultra 2

C6H5

CH3
O
86%

• (5%- フェニル)- メチルポリシロキサン

Si
C6H5

• 無極性
14%

• リテンションインデックスとキャパシティファクタの仕様をさらに厳格にした HP-5 同等品• 化学結合・架橋タイプ

Ultra 2 の構造• 溶媒洗浄可能
SPB-5、Rtx-5、BP-5、CB-5、007-5、2B-5相当品 :Ultra 2
内径 (mm) 長さ (m) 膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

0.20

ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

0.33-60～325/350

19091B-101

25

0.11

-60～325/350

19091B-002

0.33-60～325/350

19091B-102 19091B-102E 19091B-102LTM

0.11-60～325/350

19091B-005

0.33-60～325/350

19091B-105 19091B-105E

25
50

328

ケージ

5 インチ

12

50
0.32

7 インチ

0.17

-60～325/350

19091B-012 19091B-012E

0.52-60～325/350

19091B-112

0.17-60～325/350

19091B-015

0.52-60～325/350

19091B-115 19091B-115E

19091B-101LTM

19091B-112LTM

Agilent J&W GC カラム

DB-5

C6H5

CH3
• (5 %-フェニル)-メチルポリシロキサン

O

• 無極性
• 優れた汎用カラム

Si
CH3

O
86%

Si
C6H5

14%

• 広範な応用範囲• 低ブリードDB-5 の構造• 高い上限温度• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• 豊富なカラムサイズ• USP Phase G27に相当
SPB-5、Rtx-5、BP-5、OV-5、007-2(MPS-5)、SE-52、SE-54、XTI-5、PTE-5、ZB-5、AT-5、MDN-5、ZB-5

相当品 :

DB-5
7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール-60～325/350

127-5012

127-5012E

127-5012LTM

0.17-60～325/350

127-501E

0.33-60～325/350

127-501N

0.40-60～325/350

127-5013

0.10-60～325/350

127-5022

内径 (mm) 長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

0.10

0.10

10

20

0.40

-60～325/350

127-5023

0.15

10

1.20

-60～300/320

12A-5015

0.18

10

0.18

-60～325/350

121-5012

0.40-60～325/350

121-5013

0.18-60～325/350

121-5022

0.40-60～325/350

121-5023

0.18-60～325/350

121-504220
40

127-501ELTM
127-5013LTM

12A-5015LTM
121-5012E

121-5012LTM
121-5013LTM

121-5022E

121-5022LTM
121-5023LTM

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。
(続く)

www.agilent.com/chem/GC:jp329

Agilent J&W GC カラム

DB-5
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.20

12

0.33

-60～325/350

128-5012

15

0.20-60～325/350

128-50H725

0.33-60～325/350

128-502250

0.33-60～325/350

128-505215

0.10-60～325/350

122-5011

0.25-60～325/350

122-5012

0.50-60～325/350

122-501E

1.00-60～325/350

122-5013

25

0.25-60～325/350

122-502230

0.10-60～325/350

122-5031

0.25-60～325/350

122-5032

0.50-60～325/350

122-503E

0.25

0.32

1.00

-60～325/350

122-503350

0.25-60～325/350

122-505260

0.10-60～325/350

122-5061

0.25-60～325/350

122-5062

0.50-60～325/350

122-506E

10
15

25

30

50

60

1.00

-60～325/350

122-5063

0.50-60～325/350

123-500E

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

128-5022LTM

122-5012LTM

122-5032E

122-5032LTM
122-503ELTM

122-5033E

122-5033LTM

123-500ELTM

0.10-60～325/350

123-5011

0.25-60～325/350

123-5012

123-5012E

123-5012LTM

1.00-60～325/350

123-5013

123-5013E

123-5013LTM

0.17-60～325/350

123-502D

0.25-60～325/350

123-5022

0.52-60～325/350

123-5026

1.05-60～325/350

123-502F

0.10-60～325/350

123-5031

0.25-60～325/350

123-5032

0.50-60～325/350

123-503E

1.00-60～325/350

123-5033

1.50-60～325/350

123-503B

0.25-60～325/350

123-5052

0.52-60～325/350

123-5056

1.00-60～325/350

123-5053

0.25-60～325/350

123-5062

1.00-60～325/350

123-5063

123-5011LTM

123-5022LTM

123-5032E

123-5032LTM
123-503ELTM

123-5033E
123-503BLTM

(続く)

330

Agilent J&W GC カラム

DB-5
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.45

30

0.42

-60～300/320

124-5037

1.27-60～300/320

124-5032

0.53

10

2.65

-60～260/280

125-50HB

15

0.25-60～300/320

125-501K

0.50-60～300/320

125-5017

1.00-60～300/320

125-501J

1.50-60～300/320

125-5012

25

5.00-60～260/280

125-502530

0.25-60～300/320

125-503K

0.50-60～300/320

125-5037

0.88-60～300/320

125-503D

1.00-60～300/320

125-503J60

1.50-60～300/320

125-5032

2.65-60～260/280

125-503B

3.00-60～260/280

125-5034

5.00-60～260/280

125-5035

1.50-60～300/320

125-5062

5.00-60～260/280

125-5065

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

125-5012E

125-5012LTM

125-5032E

125-5032LTM

125-5035E

125-5035LTM

125-5065E

www.agilent.com/chem/GC:jp331

Agilent J&W GC カラム

HP-5
CH3
O

C6H5

Si

O

• (5 %-フェニル)-メチルポリシロキサン

Si

• 無極性

CH3

95%

C6H5

5%

• 優れた汎用カラム• 広範な応用範囲

HP-5 の構造• 高い上限温度• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• 豊富なカラムサイズ• USP Phase G27に相当
SPB-5、Rtx-5、BP-5、OV-5、007-2(MPS-5)、SE-52、SE-54、XTI-5、PTE-5、ZB-5、AT-5、MDN-5、ZB-5

相当品 :

HP-5
内径

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール-60～325/350

19091J-577

19091J-577E

19091J-577LTM-60～325/350

19091J-101(mm)

長さ (m)

膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

0.18

20

0.18

0.20

12

0.33

17

0.33

-60～325/350

19091J-108

25

0.11

-60～325/350

19091J-002

50

0.33

-60～325/350

19091J-102 19091J-102E

0.50-60～325/350

19091J-202

0.11-60～325/350

19091J-005

0.33-60～325/350

19091J-105 19091J-105E

0.50-60～325/350

19091J-205

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。
(続く)

332

Agilent J&W GC カラム

HP-5
内径 (mm) 長さ (m) 膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

0.25

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

0.10-60～325/350

19091J-330

15

0.25

-60～325/350

19091J-431 19091J-431E

1.00-60～325/350

19091J-231

0.10-60～325/350

19091J-333

0.25-60～325/350

19091J-433 19091J-433E 19091J-433LTM

1.00-60～325/350

19091J-233

0.25-60～325/350

19091J-436 19091J-436E

1.00-60～325/350

19091J-236

60
15

0.25

-60～325/350

19091J-411

25

0.17

-60～325/350

19091J-012

30

50

60
0.53

ケージ

5

30

0.32

7 インチ

19091J-330LTM

19091J-233LTM

19091J-411LTM

0.52-60～325/350

19091J-112 19091J-112E

1.05-60～325/350

19091J-212

0.10-60～325/350

19091J-313

0.25-60～325/350

19091J-413 19091J-413E 19091J-413LTM

0.50-60～325/350

19091J-113 19091J-113E 19091J-113LTM

1.00-60～325/350

19091J-213 19091J-213E

0.17-60～325/350

19091J-015

0.52-60～325/350

19091J-115 19091J-115E

1.05-60～325/350

19091J-215 19091J-215E

0.25-60～325/350

19091J-416

1.00-60～325/350

19091J-216 19091J-216E

10

2.65

-60～260/280

19095J-121 19095J-121E 19095J-121LTM

15

1.50

-60～300/320

19095J-321

5.00-60～260/280

19095J-621

0.88-60～300/320

19095J-023 19095J-023E

1.50-60～300/320

19095J-323 19095J-323E

2.65-60～260/280

19095J-123 19095J-123E

5.00-60～260/280

19095J-623 19095J-623E

30

www.agilent.com/chem/GC:jp

ヒントとテクニック
アジレントの最高クラスのサービスとサポートの詳細については、
www.agilent.co.jp/chem/service:jp をご覧ください。

333

Agilent J&W GC カラム

O

Si
CH3

CP-Sil 8 CB

C6H5

CH3
O
86%

• (5 %-フェニル)-メチルポリシロキサン

Si
C6H5

• 無極性
14%

• 汎用相
• 化学結合・架橋タイプ

CP-Sil 8 CB の構造• 溶媒洗浄可能• 低ブリード• 高いカラム間再現性• 豊富なサイズから選択可能• フューズドシリカと UltiMetal の 2 種類
• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属相当品 :SPB-5、Rtx-5、BP-5、OV-5、007-2(MPS-5)、SE-52、SE-54、XTI-5、PTE-5、ZB-5、AT-5、MDN-5、ZB-5

CP-Sil 8 CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.15

10

0.12

-60～330/350

CP7884

0.25

15

0.25

-60～330/350

CP8511

1.00-60～325/350

CP85210.12-60～330/350

CP7711

0.25-60～330/350

CP74511.20-60～325/350

CP7671

0.25-60～330/350

CP8751

1.00-60～325/350

CP87710.12-60～330/350

CP7721

0.25-60～330/350

CP74530.40-60～325/350

CP77690.10-60～325/350

CP87500.25-60～330/350

CP8753

1.00-60～325/350

CP8781

25

30
50

60

5 インチ
ケージ

CP7453I5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。
(続く)

334

Agilent J&W GC カラム

CP-Sil 8 CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.32

10

0.12

-60～330/350

CP7731

5.00-60～300/325

CP80140.25-60～325/350

CP8531

1.00-60～325/350

CP85410.12-60～330/350

CP7741

0.25-60～325/350

CP74520.40-60～325/350

CP77790.52-60～325/350

CP84311.20-60～325/350

CP7761

5.00-60～300/325

CP76810.10-60～330/350

CP8791

0.25-60～325/350

CP8752

1.00-60～325/350

CP87610.12-60～330/350

CP7751

0.25-60～325/350

CP74540.40-60～325/350

CP77891.20-60～325/350

CP7771

5.00-60～300/325

CP7691

0.25-60～325/350

CP8754

1.00-60～325/350

CP8871

15
25

30

50

60
0.53

2.00

-60～305/330

CP7621

5.00-60～290/325

CP764615

1.50-60～305/330

CP867825

2.00-60～305/330

CP7631

1.00-60～315/340

CP76365.00-60～290/325

CP76560.50-60～325/350

CP8716

10

30

50

1.50

-60～305/330

CP87365.00-60～290/325

CP87561.00-60～315/340

CP76962.00-60～305/330

CP7641

5.00-60～290/325

CP766660

1.50-60～305/330

CP8796100

5.00-60～290/325

CP76765 インチ
ケージ

CP7741I5
EZ-GRIP とFactorFour カラム

CP7751I5

CP7691I5

CP8736I5

CP-Sil 8 CB UltiMetal
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.53

25

5.00

-60～325/350

CP668050

0.50-60～325/350

CP7196www.agilent.com/chem/GC:jp335

Agilent J&W GC カラム

O

Si
CH3

CP-Sil 13 CB

C6H5

CH3
O
86%

• 14 % フェニル/86 % ジメチルポリシロキサン

Si
C6H5

• 中極性相14%• 中極性化合物の分析用に開発• ECD を使用した確認分析に最適

CP-Sil 13 CB の構造(14 % のフェニル基置換)• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属
相当品 :Rtx-20CP-Sil 13 CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.15

25

0.40

-25～300/330

CP7813

0.25

25
50

0.32

25

50
0.53

25
50

0.20

-25～300/330

CP79061.20-25～300/330

CP79770.20-25～300/330

CP79070.40-25～300/330

CP79170.20-25～300/330

CP79260.40-25～300/330

CP79361.20-25～300/330

CP79460.40-25～300/330

CP79371.20-25～300/330

CP79471.00-25～300/330

CP76192.00-25～300/330

CP76491.00-25～300/330

CP76292.00-25～300/330

CP7659Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

336

5 インチ
ケージ

CP7926I5

Agilent J&W GC カラム

DB-35
CH3
• (35 %-フェニル)-メチルポリシロキサン

O

C6H5

Si

O

Si

• 中極性 - HP-35 よりもわずかに高い極性• 低ブリード

CH3

65%

C6H5

35%

• 高活性の溶質に対して不活性• 確認分析に最適

DB-35 の構造

• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• USP Phase G42 に相当
Rtx-35、Rtx-35ms、Rxi-35Sil MS、SPB-35、AT-35、Sup-Herb、MDN-35、BPX-34、
ZB-35、ZB-35 ht

相当品 :

DB-35
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

30

0.25

40～300/320

122-193260

0.25

40～300/320

122-1962

0.32
0.53

0.25

40～300/320

123-1932

0.50

40～300/320

123-1933

15

1.00

40～280/300

125-191230

0.50

40～280/300

125-1937

1.00

40～280/300

125-1932

30

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

123-1933E

123-1933LTM

125-1932LTM

www.agilent.com/chem/GC:jp337

Agilent J&W GC カラム

HP-35
CH3
O

C6H5

Si

O

• (35 %-フェニル)-メチルポリシロキサン

Si• 中極性 - DB-35 よりもわずかに低い極性

CH3

65%

C6H5

35%

• 高活性の溶質に対して不活性• 確認分析に最適

HP-35 の構造

• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• USP Phase G42 に相当
Rtx-35ms、Rxi-35Sil MS、SPB-35、AT-35、Sup-Herb、MDN-35、BPX-34、ZB-35、
ZB-35 ht

相当品 :

HP-35
内径 (mm) 長さ (m) 膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

0.25
0.32

ヒントとテクニック
GC のトラブルシューティングや GC カラムの取り付けに関するポスター (英語版) は、
www.agilent.com/chem/GCposteroffer からご請求ください。

338

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

15

0.25

40～300/320

19091G-131 19091G-131E 19091G-131LTM

30

0.25

40～300/320

19091G-133

0.25

40～300/320

19091G-113

0.50

40～300/320

19091G-213

30

Agilent J&W GC カラム

DB-17
CH3
• (50 %-フェニル)-メチルポリシロキサン

O

C6H5

Si

O

Si

• 中極性 - HP-50+ よりもわずかに高い極性• 確認分析に最適

CH3

50%

C6H5

50%

• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能

DB-17 の構造

• USP Phase G3 に相当
Rtx-50、007-17(MPS-50)、SP-2250、SPB-50、ZB-50、AT-50

相当品 :

DB-17
内径 (mm) 長さ (m) 膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.10

0.10

40～280/300

127-1712

0.18

0.25

10

127-1712LTM

0.20

40～280/300

127-1713

0.10

40～280/300

127-172220

0.18

40～280/300

121-1722

0.30

40～280/300

121-1723

0.25

40～280/300

122-1712

0.50

40～280/300

122-1713

122-1713E

0.15

40～280/300

122-1731

122-1731E

0.25

40～280/300

122-1732

122-1732E

122-1732LTM

0.50

40～280/300

122-1733

0.25

40～280/300

122-1762

123-1732LTM

15

60
15

30

0.53

7890/6890
LTM II モジュール

20

30

0.32

5 インチ
ケージ

0.15

40～280/300

123-1711

0.25

40～280/300

123-1712

0.50

40～280/300

123-1713

121-1722LTM

0.15

40～280/300

123-1731

0.25

40～280/300

123-1732

123-1732E
123-1733E

0.50

40～280/300

123-1733

60

0.25

40～280/300

123-1762

5

2.00

40～280/300

125-1704

15

0.25

40～260/280

125-1711

0.50

40～260/280

125-1717

1.00

40～260/280

125-1712

125-1712LTM

1.50

40～260/280

125-1713

125-1713LTM

0.25

40～260/280

125-1731

0.50

40～260/280

125-1737

1.00

40～260/280

125-1732

1.50

40～260/280

125-1733

1.00

40～260/280

125-176230

60

125-1732E

125-1732LTM

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

www.agilent.com/chem/GC:jp339

Agilent J&W GC カラム

HP-50+
C6H5

CH3
O

O

Si
CH3

50%

Si
C6H5 50%• (50 %-フェニル)-メチルポリシロキサン• 中極性 - DB-17 よりもわずかに低い極性• 確認分析に最適• 化学結合・架橋タイプ

HP-50+ の構造• 溶媒洗浄可能• USP Phase G3 に相当
Rtx-50、007-17(MPS-50)、SP-2250、SPB-50、ZB-50、AT-50

相当品 :HP-50+
内径 (mm) 長さ (m) 膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

0.20
0.25

0.32

0.53

340

12

0.31

7 インチ
ケージ

40～280/300

19091L-101

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

5

0.15

40～280/300

19091L-330

19091L-330LTM

15

0.25

40～280/300

19091L-431

19091L-431LTM

30

0.15

40～280/300

19091L-333

0.25

40～280/300

19091L-433

0.50

40～280/300

19091L-133

0.25

40～280/300

19091L-413 19091L-413E

0.50

40～280/300

19091L-113 19091L-113E

30
60

0.25

40～280/300

19091L-416

15

1.00

40～260/280

19095L-021

30

0.50

40～260/280

19095L-523

1.00

40～260/280

19095L-023 19095L-023E

19091L-433LTM

19095L-021LTM

Agilent J&W GC カラム

CP-Sil 24 CB
C6H5

CH3
• 50 % フェニル/50 % ジメチルポリシロキサン

O• 中極性相• アミン、薬物、農薬の分析に最適

O

Si
CH3

50%

Si
C6H5 50%• ECD を使用した分析に最適• 確認用カラムとして CP-Sil 5 CB や CP-Sil 8 CB と組み合わせると、データの信頼性が向上

CP-Sil 24 CB の構造• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属
相当品 :Rtx-50、007-17(MPS-50)、SP-2250、SPB-50、ZB-50、AT-50

CP-Sil 24 CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

15

0.25

40～280/300

CP782030

0.25

40～280/300

CP78210.50

40～280/300

CP7824

0.32

0.53

5 インチ
ケージ

60

0.25

40～280/300

CP782215

0.25

40～280/300

CP783030

0.25

40～280/300

CP783160

0.25

40～280/300

CP783230

0.50

40～280/300

CP7834CP1834I5

1.00

40～265/290

CP7871

CP7871I5

CP7822I5

www.agilent.com/chem/GC:jp341

Agilent J&W GC カラム

DB-23

CN
CH2

• (50 %- シアノプロピル)- メチルポリシロキサン

CH2

• 高極性
• 脂肪酸メチルエステル (FAMEs) の分離用に設計

CH2
O• シス - およびトランス-異性体用の優れた分離能• 化学結合・架橋タイプ

SiCH3DB-23 の構造n

• 溶媒洗浄可能• HP-23 の代替品
• USP Phase G5 に相当
SP-2330、Rtx-2330、007-23、AT-Silar、BPX-70、SP-2340

相当品 :

DB-23
7 インチ

内径 (mm)

長さ (m) 膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

0.18

20

0.20

40～250/260

121-2323

0.25

15

0.25

40～250/260

122-2312

7890/6890
LTM II モジュール

122-2332LTM

40～250/260

122-2331

40～250/260

122-2332

122-2332E

0.15

40～250/260

122-2361

122-2361E

0.25

40～250/260

122-2362

122-2362E

30

0.25

40～250/260

123-2332

123-2332E

60

0.25

40～250/260

123-2362

15

0.50

40～230/240

125-231230

0.50

40～230/240

125-2332

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

342

ケージ

0.15

60

0.53

5 インチ

0.25

30

0.32

ケージ

Agilent J&W GC カラム

DB-200CF 3• (35 % トリフルオロプロプル)-メチルポリシロキサン• 最高上限温度 300/320 °C

CH 2• 中極性 – DB-1701 または DB-17 よりも高い極性

CH 2O• 分離が困難な位置異性体に最適

Si
CH 3

• ニトロ基、ハロゲン基、カルボニル基を含む化合物との独自の相互作用n• 低 ECD ブリード
• 独自の選択性
DB-200 の構造• USP Phase G6 に相当
相当品 :

Rtx-200

DB-200内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

0.25

30

0.25

30～300/320

122-2032

122-2032LTM

0.50

30～300/320

122-2033

122-2033LTM

0.25

30～300/320

123-2032

0.50

30～300/320

123-2033

1.00

30～280/300

125-2032

0.32
0.53

30
30

www.agilent.com/chem/GC:jp343

Agilent J&W GC カラム

DB-210
CF 3

O• (50 %-トリフルオロプロピル)-メチルポリシロキサン

CH 2

• 高極性

CH 2

• U.S. EPA Methods 8140 および609 に最適

Si
CH 3

• 化学結合・架橋タイプ
n• 溶媒洗浄可能• HP-210 の代替品
• USP Phase G6 に相当

DB-210 の構造相当品 :SP-2401

DB-210長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

0.25

15

0.25

45～240/260

122-021230

0.25

45～240/260

122-0232

0.32

15

0.53

ケージ

0.50

45～240/260

122-0233

0.50

45～240/260

123-0213

0.25

45～240/260

123-02320.50

45～240/260

123-0233

15

1.00

45～220/240

125-021230

1.00

45～220/240

125-0232

30

344

7 インチ

内径 (mm)5 インチ
ケージ7890/6890
LTM II モジュール

122-0232E

125-0232LTM

Agilent J&W GC カラム

DB-225

CN

25%

CH2

• (50 %- シアノプロピルフェニル)- ジメチルポリシロキサン• 中/高極性

CH2• シス - およびトランス - 脂肪酸メチルエステル (FAMEs) の分離に優れている

CH2

CH3

• 化学結合・架橋タイプ

O• 溶媒洗浄可能• HP-225の代替品

Si
CH3• USP Phase G7 に相当

O
50%

Si
C6H5

25%

DB-225 の構造

SP-2330、Rtx-225、BP-225、OV-225、007-225、AT-225

相当品 :DB-2257 インチ

内径 (mm)

長さ (m) 膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

0.10

20

0.10

40～220/240

127-2222

0.18

20

0.20

40～220/240

121-2223

0.25

15

0.25

40～220/240

122-221230

0.15

40～220/240

122-2231

0.25

40～220/240

122-2232

0.32

30

0.25

40～220/240

123-2232

0.53

15

1.00

40～200/220

125-221230

0.50

40～200/220

125-2237

1.00

40～200/220

125-2232

ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

122-2212LTM
122-2232LTM
123-2232E

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

ヒントとテクニック
メソッドに適したカラムの選択については、アジレントのカストマコンタクトセンタ (フリーダイヤル0120-477-111) まで
お問い合わせください。

www.agilent.com/chem/GC:jp345

Agilent J&W GC カラム

CN

25%

CH2

• 25 % シアノプロピル/25 % フェニル/50 % ジメチルポリシロキサン
• 中極性

CH2

O

Si

O

CH3

• OV-255 に相当する選択性で脂肪族炭化水素と芳香族炭化水素を分離

CH2

CH3

50%

• 化学結合・架橋タイプ

Si
C6H5

CP-Sil 43 CB の構造

CP-Sil 43 CB• 溶媒洗浄可能

25%• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属相当品 :SP-2330、Rtx-225、BP-225、OV-225、007-225、AT-225

CP-Sil 43 CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

25

0.20

45～200/225

CP771550

0.20

45～200/225

CP772525

0.20

45～200/225

CP77450.32

346

Agilent J&W GC カラム

DB-1301

CN
CH2• (6 %-シアノプロピル-フェニル)メチルポリシロキサン• USP Phase G43 に相当

CH2• 低/中極性• 化学結合・架橋タイプ

O• HP-1301 および HP-1701 の代替品
• 溶媒洗浄可能

CH2

Si

Si

CH3

C6H5

6%

DB-1301 の構造

Rtx-1301、PE-1301

相当品 :

CH3

DB-1301
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0.25

30

0.25

-20～280/300

122-1332

122-1332E

0.32

0.53

1.00

-20～280/300

122-1333

60

0.25-20～280/300

122-1362

1.00-20～280/300

122-136330

0.25-20～280/300

123-1332

1.00-20～280/300

123-1333

60

1.00-20～280/300

123-1363

15

1.00-20～260/280

125-131230

1.00-20～260/280

125-1332

1.50-20～260/280

125-1333

7890/6890
LTM II モジュール

122-1363E

125-1333LTM

www.agilent.com/chem/GC:jp347

Agilent J&W GC カラム

CP-1301

CN
CH2

O• 6 % シアノプロピル- フェニル/94 % ジメチルポリシロキサン

CH2

• 中極性

CH3

CH2

• 除草剤、農薬、医薬品の分析に最適

Si

Si

CH3

C6H5

• 高いカラム間再現性

CP-1301 の構造• 優れた不活性度により高品質なデータを提供

6%• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能相当品 :Rtx-1301、PE-1301

CP-1301
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

60

1.00

-25～265/280

CP8605

0.32

30

0.53

348

30

0.25

-25～280/280

CP86071.00-25～265/280

CP86101.00-25～265/280

CP8613

Agilent J&W GC カラム

DB-1701

CN
CH2• (14 %-シアノプロピル-フェニル)-メチルポリシロキサン• 低/中極性CH2• 化学結合・架橋タイプ• HP-1301 および HP-1701 の代替品

O

• 溶媒洗浄可能

CH3

CH2

Si

Si

CH3

C6H5

SPB-1701、Rtx-1701、BP-10、OV-1701、007-1701、ZB-1701

相当品 :

14%

DB-1701 の構造

DB-1701
7 インチ

5 インチ

7890/6890
LTM II モジュール

内径 (mm) 長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

ケージ

0.10

20

0.10

-20～280/300

127-0722

0.40-20～280/300

127-0723

0.18

10

0.40

-20～280/300

121-071320

0.18-20～280/300

121-0722

15

0.25-20～280/300

122-0712

1.00-20～280/300

122-0713

0.15-20～280/300

122-0731

0.25-20～280/300

122-0732

122-0732E

122-0732LTM

1.00-20～280/300

122-0733

122-0733E

122-0733LTM

0.15-20～280/300

122-0761

0.25-20～280/300

122-0762

0.50-20～280/300

122-0766

1.00-20～280/300

122-0763

0.25-20～280/300

123-0712

1.00-20～280/300

123-0713

0.15-20～280/300

123-0731

0.25

30

60

0.32

15
30

0.53

ケージ

121-0722LTM
122-0713LTM

ヒントとテクニック
122-0763E
123-0712LTM

0.25-20～280/300

123-0732

123-0732E

1.00-20～280/300

123-0733

123-0733E

50

1.00

-20～280/300

123-075360

0.25-20～280/300

123-0762

1.00-20～280/300

123-0763

123-0763E

15

1.00

-20～260/280

125-0712

125-0712E

30

0.25

-20～260/280

125-0731

0.50-20～260/280

125-0737

1.00-20～260/280

125-0732

1.50-20～260/280

125-0733

1.00-20～260/280

125-0762

60

アジレントは、揮発性汚染物質や残留溶媒の分析用に DB-624 カラムを提供しています。

125-0712LTM

125-0732E
125-0762E

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

www.agilent.com/chem/GC:jp349

Agilent J&W GC カラム

CP-Sil 19 CB

CN
CH2

O

• 14 % シアノプロピル- フェニル/86 % ジメチルポリシロキサン

CH2

• 中極性

CH3

CH2

• 環境、食品・飲料、医薬品アプリケーションに最適

Si

Si

CH3

C6H5

• 信頼性の高い確認用カラム

CP-Sil 19 CB の構造• 化学結合・架橋タイプ

14%• 溶媒洗浄可能• 幅広い構成が可能• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属相当品 :SPB-1701、Rtx-1701、BP-10、OV-1701、007-1701、ZB-1701

CP-Sil 19 CB
長さ (m)

0.15

25

0.50

-25～275/300

CP7340

0.25

10

0.20

-25～275/300

CP77020.20-25～275/300

CP7712-25～275/300

CP78091.20-25～275/300

CP76720.25-25～275/300

CP8712

1.00-25～275/300

CP856250

0.20-25～275/300

CP772260

0.25-25～275/300

CP872210

0.20-25～275/300

CP773215

0.25-25～275/300

CP854225

0.20-25～275/300

CP77420.40-25～275/300

CP78291.20-25～275/300

CP77620.25-25～275/300

CP8842

1.00-25～275/300

CP87620.20-25～275/300

CP77520.40-25～275/300

CP78391.20-25～275/300

CP77720.15-25～275/300

CP8662

30

30
50

60
0.53

1.00

-25～275/300

CP877210

2.00-25～275/300

CP764725

1.00-25～275/300

CP76372.00-25～275/300

CP76571.00-25～275/300

CP87372.00-25～275/300

CP76671.00-25～275/300

CP769730
50

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

350

温度限界 (°C)

0.40

25

0.32

膜厚 (µm)

7 インチ
ケージ

内径 (mm)Agilent J&W GC カラム

ポリエチレングリコール (PEG) カラム
アジレントは幅広い PEG カラムを提供しています。各相はポリエチレングリコールポリマーを基剤としていますが、架橋と不活性処理を厳しく管理することでユニークな特性をもたせ、変化し続ける分析ニーズにお応えします。

-HO

H

H

C

C

H

H

H

O
n

ポリエチレングリコール (PEG)の構造式(WAX 相および FFAP 相共通)

DB-WAX、DB-WaxFF•ポリエチレングリコール (PEG)•USP Phase G16に相当•高極性•温度下限 20ºC。PEG 結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分離度を向上•良好なカラム間再現性•化学結合・架橋タイプ•HP-WAX の代替品
•溶媒洗浄可能•香水分析用に特別なテストを実施し、高い再現性を発揮する DB-WaxFF

www.agilent.com/chem/GC:jp351

Agilent J&W GC カラム

SUPELCOWAX 10、SUPEROX II、CB-WAX、Stabilwax、BP-20、007-CW、Carbowax、
Rtx-WAX、ZB-WAX、ZB-WAX plus

相当品 :DB-WAX、DB-WaxFF
内径 (mm) 長さ (m)

膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

127-7012E

127-7012LTM

DB-WAX

0.05
0.10

10
10
20

0.18

20～250/260

126-7012

0.10

20～240/250

126-7013

0.10

20～250/260

127-7012

0.20

20～240/250

127-7013

127-7013LTM

0.10

20～250/260

127-7022

127-7022LTM

0.20

20～240/250

127-702310

0.18

20～250/260

121-7012

121-7012LTM

20

0.18

20～250/260

121-7022

121-7022LTM

0.30

20～240/250

121-7023

121-7023LTM

0.18

20～250/260

121-7042

0.30

20～240/250

121-7043

40
0.20

0.05

25

0.20

20～250/260

128-702230

0.20

20～250/260

128-703250

0.20

20～250/260

128-7052

127-7023E

127-7023LTM

121-7042E

128-7032LTM

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。
(続く)

352

Agilent J&W GC カラム

DB-WAX、DB-WaxFF
内径 (mm) 長さ (m)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

20～250/260

122-7012

122-7012E

122-7012LTM

20～240/250

122-7013

0.15

20～250/260

122-7031

0.25

20～250/260

122-7032

122-7032E

122-7032LTM

0.50

20～240/250

122-7033

122-7033E

122-7033LTM

0.15

20～250/260

122-7061

0.25

20～250/260

122-7062

122-7062E
122-7063E

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

0.25
0.50

DB-WAX

0.25

15
30

60

0.32

15
30

60

122-7013LTM

0.50

20～240/250

122-7063

0.25

20～250/260

123-7012

123-7012LTM

0.50

20～240/250

123-7013

123-7013LTM

0.15

20～250/260

123-7031

0.25

20～250/260

123-7032

123-7032E

123-7032LTM

123-7033E

123-7033LTM

0.50

20～240/250

123-7033

0.25

20～250/260

123-7062

0.50

20～240/250

123-7063

20～230/240

124-7032

123-7063E

0.45

30

0.85

0.53

15

0.50

20～230/240

125-7017

1.00

20～230/240

125-7012

0.25

20～230/240

125-7031

0.50

20～230/240

125-7037

1.00

20～230/240

125-7032

125-7032E

60

1.00

20～230/240

125-7062

125-7062E

20

0.20

20～240/250

127-7023FF

30

125-7012E
125-7031LTM
125-7032LTM

DB-WaxFF

0.10

www.agilent.com/chem/GC:jp353

Agilent J&W GC カラム

DB-WAXetr• ポリエチレングリコール (PEG)• 広い温度範囲• 高極性• カラム間の優れた再現性• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能•USP Phase G16に相当
SUPELCOWAX 10、SUPEROX II、CB-WAX、Stabilwax、BP-20、007-CW、Carbowax、
Rtx-WAX、ZB-WAX、ZB-WAX plus

相当品 :DB-WAXetr
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.20

25

0.40

30～250/260

128-7323

0.25

30

0.25

30～260/280

122-7332

0.50

30～250/260

122-7333

0.25

30～260/300

122-7362

0.50

30～250/260

122-7363

0.25

30～260/280

123-7312

1.00

30～250/260

123-73140.25

30～260/280

123-7332

0.50

30～250/260

123-7333

1.00

30～250/260

123-733450

1.00

30～250/260

123-735460

0.25

30～260/280

123-7362

0.50

30～250/260

123-7363

60
0.32

15
30

0.53

1.00

30～250/260

123-7364

15

1.00

30～240/260

125-7312

2.00

50～230/250

125-731430

1.00

30～240/260

125-7332

60

354

1.50

30～230/240

125-7333

2.00

50～230/250

125-7334

1.00

30～240/260

125-7362

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

122-7332E

122-7332LTM

123-7334LTM
123-7354E

125-7332E
125-7333LTM
125-7334E

Agilent J&W GC カラム

HP-INNOWax•ポリエチレングリコール（PEG）•高極性•結合 PEG 相の最高の温度上限•カラム間の優れた再現性•化学結合・架橋タイプ•溶媒洗浄可能•USP Phase G16に相当
SUPELCOWAX 10、SUPEROX II、CB-WAX、Stabilwax、BP-20、007-CW、Carbowax、
ZB-WAX、ZB-WAX+

相当品 :HP-INNOWax
内径 (mm) 長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

0.18

20

0.18

40～260/270

19091N-577

19091N-577E

19091N-577LTM

0.20

25

0.20

40～260/270

19091N-102

0.40

40～260/270

19091N-202

0.20

40～260/270

19091N-105

19091N-105E

0.40

40～260/270

19091N-205

19091N-205E

5

0.15

40～260/270

19091N-030

15

0.10

40～260/270

19091N-331

0.25

40～260/270

19091N-131

0.50

40～260/270

19091N-231

0.15

40～260/270

19091N-033

0.25

40～260/270

19091N-133

19091N-133E

0.50

40～260/270

19091N-233

19091N-233E

0.15

40～260/270

19091N-036

0.25

40～260/270

19091N-136

0.50

40～260/270

19091N-236

50
0.25

30

60

0.32

15

0.25

40～260/270

19091N-111

30

0.15

40～260/270

19091N-013

19091N-030LTM
19091N-131E

19091N-133LTM

19091N-136E

19091N-013LTM

0.25

40～260/270

19091N-113

19091N-113E

0.50

40～260/270

19091N-213

19091N-213E

0.25

40～260/270

19091N-116

0.50

40～260/270

19091N-216

15

1.00

40～240/250

19095N-121

30

1.00

40～240/250

19095N-123

60

1.00

40～240/250

19095N-126

60
0.53

19091N-102LTM

19091N-216E
19095N-123E

19095N-123LTM

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

www.agilent.com/chem/GC:jp355

Agilent J&W GC カラム

CP-Wax 52 CB• ポリエチレングリコール相• 高極性• 非化学結合型ポリエチレングリコールよりも広い使用可能温度範囲• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• 低沸点の対象化合物で高い分離能を実現
EZ-GRIP とFactorFour カラム• 高い極性が幅広いアプリケーション向けの分離を提供• さまざまな EPA および ASTM メソッドに対応する優れた再現性と温度安定性• カラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属
注 : プロセス用またはラボ外等の厳しい環境での使用には UltiMetal カラムをお勧めします。

相当品 :SUPELCOWAX 10、SUPEROX II、CB-WAX、Stabilwax、BP-20、007-CW、Carbowax、
HP-INNOWax、Rtx-WAX、ZB-WAX、ZB-WAX+

CP-Wax 52 CB
7 インチ

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

0.10

10

0.10

20～250/265

CP73340.20

20～250/265

CP733515

0.15

20～250/265

CP779125

0.25

20～250/265

CP779230

0.20

20～250/265

CP777550

0.20

20～250/265

CP7785

0.15
0.20
0.25

ケージ

5 インチ
ケージ

10

0.20

20～250/265

CP770315

0.25

20～250/265

CP851325

0.20

20～250/265

CP7713

CP7713I5

1.20

20～250/265

CP7673

CP7673I530

0.15

20～250/265

CP87450.25

20～250/265

CP87130.50

20～250/265

CP874650

0.20

20～250/265

CP772360

0.25

20～250/265

CP87230.50

20～250/265

CP8748CP8713I5
CP7723I5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。
(続く)

356

Agilent J&W GC カラム

CP-Wax 52 CB
7 インチ

5 インチ
ケージ

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

0.32

10

1.00

20～250/265

CP762815

0.15

20～250/265

CP85330.25

20～250/265

CP85430.50

20～250/265

CP85530.20

20～250/265

CP77430.40

20～250/265

CP78791.20

20～250/265

CP77630.25

20～250/265

CP88430.50

20～250/265

CP87630.20

20～250/265

CP77530.40

20～250/265

CP78891.20

20～250/265

CP77730.25

20～250/265

CP88530.50

20～250/265

CP87731.20

20～250/265

CP807310

2.00

20～250/265

CP764815

1.00

20～250/265

CP871825

1.00

20～250/265

CP76382.00

20～250/265

CP7658CP7658I530

1.00

20～250/265

CP8738CP8738I550

1.00

20～250/265

CP7698CP7698I5

2.00

20～250/265

CP7668

25

30
50

60

0.53

ケージ

CP7773I5

CP8073I5

60

1.00

20～250/265

CP8798100

2.00

20～250/265

CP7678

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

部品番号

0.53

10

0.50

20～250/275

CP71281.00

20～250/275

CP714825

2.00

20～250/275

CP717850

1.00

20～250/275

CP71682.00

20～250/275

CP7179CP-Wax 52 CB UltiMetal

www.agilent.com/chem/GC:jp357

Agilent J&W GC カラム

DB-FFAP• ニトロテレフタル酸修飾ポリエチレングリコール• 高極性• 温度範囲 40～250°C• 揮発性脂肪酸とフェノールの分析用に設計•OV-351と同等• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能•USP Phase G35に相当
注 : DB-FFAP GC カラムの洗浄に水やメタノールを使用することはお勧めしません。

Stabilwax-DA、Nukol、007-FFAP、BP21、AT-1000、OV-351

相当品 :DB-FFAP
5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

0.10

10

0.10

40～250127-3212127-3212LTM

15

0.10

40～250127-32H2

127-32H2LTM

0.25

0.32

ケージ

15

0.25

40～250122-321230

0.25

40～250122-32320.50

40～250122-3233

0.25

40～250122-326260

122-3232E

122-3232LTM

122-3262E

0.50

40～250122-3263

15

0.25

40～250123-321225

0.50

40～250123-322330

0.25

40～250123-32320.50

40～250123-3233

123-3233LTM
123-3234LTM

1.00

40～250123-323450

0.50

40～250123-325360

0.25

40～250123-3262

0.50

40～250123-3263
123-3264

1.00

40～250

0.45

30

0.85

40～250124-3232

0.53

10

1.00

40～250125-32H2

15

0.50

40～250125-3217

1.00

40～250125-32120.25

40～250125-3231

0.50

40～250125-3237

1.00

40～250125-32321.50

40～250125-3233

1.00

40～250125-3262

30

60

358

7 インチ

内径 (mm) 長さ (m)123-3232E

123-3232LTM

125-3217LTM

125-3232E

Agilent J&W GC カラム

HP-FFAP•ニトロテレフタル酸修飾ポリエチレングリコール•高極性•温度範囲 60～240/250°C (0.53mm では 230/240°C)•揮発性脂肪酸とフェノールの分析用に設計•OV-351と同等•化学結合・架橋タイプ•溶媒洗浄可能•USP Phase G35に相当
注 : HP-FFAP GC カラムの洗浄に水やメタノールを使用することはお勧めしません。

Stabilwax-DA、Nukol、007-FFAP、BP21、AT-1000、OV-351

相当品 :HP-FFAP
内径 (mm) 長さ (m) 膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

25

0.33

60～240/250

19091F-102 19091F-102E 19091F-102LTM

50

0.33

60～240/250

19091F-105 19091F-105E

0.25

30

0.25

60～240/250

19091F-433 19091F-433E 19091F-433LTM

25

0.50

60～240/250

ヒントとテクニック

0.3219091F-112 19091F-112E 19091F-112LTM

30

0.25

60～240/250

19091F-413

50

0.50

60～240/250

アジレントは、アミン分析用に
CAN カラムを提供しています。

19091F-115 19091F-115E

0.20

0.53

10

1.00

60～240/240

19095F-121

15

1.00

60～240/240

19095F-120 19095F-120E

30

1.00

60～240/240

19095F-123 19095F-123E 19095F-123LTM

19095F-121LTM

www.agilent.com/chem/GC:jp359

Agilent J&W GC カラム

CP-Wax 58 FFAP CB•ニトロテレフタル酸修飾ポリエチレングリコール相•高極性•フェノール、誘導体化/非誘導体化遊離脂肪酸などの酸性化合物の分析用•最も極性の高いカラムで高極性化合物の分析に最適•化学結合タイプ•溶媒洗浄可能•高度な不活性化処理により良好なピーク形状を提供•カラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属
相当品 :SUPELCOWAX 10、SUPEROX II、CB-WAX、Stabilwax、BP-20、007-CW、Carbowax、
Rtx-WAX、ZB-WAX

CP-Wax 58 FFAP CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.20

25

0.30

20～250/275

CP778750

0.30

20～250/275

CP779725

0.20

20～250/275

CP771750

0.20

20～250/275

CP772725

0.20

20～250/275

CP77471.20

20～250/275

CP77670.20

20～250/275

CP77570.50

20～250/275

CP77781.20

20～250/275

CP7777

0.25
0.32

50

0.53

15

0.50

20～250/275

CP766525

1.00

20～250/275

CP76142.00

20～250/275

CP76541.00

20～250/275

CP76242.00

20～250/275

CP766450

ヒントとテクニック
最新の GC カラムにフォーカスしたアプリケーション、製品、および教育リソースについては、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

360

5 インチ
ケージ

CP7717I5

Agilent J&W GC カラム

Carbowax 20M、HP-20M•ポリエチレングリコール、分子量 20,000•USP Phase G16に相当
相当品 :Rt-CW20M F&F

Carbowax 20M と HP-20M は結合も架橋もされていないため、溶媒洗浄は推奨しません。
DB-WAX は、HP-20M の推奨代替カラムです。

Carbowax 20M
7 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

60～220/240

112-2032

112-2032LTM

60～220/240

113-2032

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

0.25

30

0.25

0.32

30

0.25

HP-20M
7 インチ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

19091W-012

19091W-012E

19091W-012LTM

60～220/220

19091W-015

19091W-015E

60～220/220

19095W-121

60～220/220

19095W-123

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

0.20

25

0.10

60～220/220

50

0.10

60～220/220

19091W-105

0.32

25

0.30

60～220/220

50

0.30

10

1.33

30

1.33

0.53

ケージ

19091W-102

www.agilent.com/chem/GC:jp361

Agilent J&W GC カラム

特殊カラム
アジレントは、特定のメソッドにおける分離上の課題に対応するために、独特の特性を有するカ
ラムを開発し、多様なアプリケーションに対応した幅広い特殊カラムをお届けしています。揮発性化合物や農薬、石油化学など、個別のアプリケーションに対応した特殊カラムを揃えています。
アジレントではすべての特殊カラムの製造やテストにも厳しい品質管理を取り入れています。これらのカラムは、複雑なサンプルリストやマトリックスから、信頼できる正確な結果を短時間で提供します。

高温カラム

DB-1ht•100%ジメチルポリシロキサン•無極性•温度上限を 400°Cまで上げるための特別処理済み•高温、ポリイミドコーディング、フューズドシリカチューブ•高沸点化合物に対する優れたピーク形状と高速な溶出時間•化学結合・架橋タイプ•溶媒洗浄可能
Rxi-1HT、Stx-1ht、ZB-1ht

相当品 :DB-1ht362

内径 (mm) 長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

5 インチ

0.25

15

0.10

-60～400/400

122-1111

122-1111E

30

0.10

-60～400/400

122-1131

0.32

15

0.10

-60～400/400

123-111130

0.10-60～400/400

123-1131

0.53

30

0.17

-60～400/400

125-1131ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

123-1111LTM
123-1131E

Agilent J&W GC カラム

DB-5ht•(5%-フェニル)-メチルポリシロキサン•無極性•温度上限を 400°Cまで拡張するための特別処理済み•高温、ポリイミドコーディング、フューズドシリカチューブ•高沸点化合物に対する優れたピーク形状と高速な溶出時間•化学結合・架橋タイプ•溶媒洗浄可能
HT5、Stx-5ht、ZB-5ht

相当品 :DB-5ht
7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール-60～400/400

122-5711

122-5711E

122-5711LTM-60～400/400

122-5731

内径 (mm) 長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

0.25

15

0.10

30

0.10

0.32

122-5731LTM

10

0.10

-60～400/400

123-5701150.10-60～400/400

123-5711

123-5711E

30

0.10

-60～400/400

123-5731

123-5731E

123-5701LTM

www.agilent.com/chem/GC:jp363

Agilent J&W GC カラム

DB-17ht•(50%-フェニル)-メチルポリシロキサン•中極性•温度上限 365°C•高温、ポリイミドコーディング、フューズドシリカチューブ•高沸点化合物に対する優れたピーク形状と高速な溶出時間•トリグリセリドの分離能の向上•確認分析に最適•化学結合・架橋タイプ•溶媒洗浄可能相当品 :Rtx-65TG、BPX50

DB-17ht
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

0.25

5

0.15

40～340/365

122-1801

122-1801LTM

15

0.15

40～340/365

122-181130

0.15

40～340/365

122-183115

0.15

40～340/365

123-181130

0.15

40～340/365

123-183160

0.15

40～340/365

123-1861

0.32

ヒントとテクニック
Agilent 7890B GC システムの詳細については、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

364

122-1831LTM

Agilent J&W GC カラム

VF-5ht Fused Silica、VF-5ht UltiMetal•選択性の向上による長いカラム寿命とダウンタイムの短縮•検出器の性能を高め、検出下限値を向上•高温でも超低ブリードのため、高沸点化合物の分析に対応•高分子量化合物に対して感度と精度を最適化•VF-5ms と同じ選択性 (30m x 0.25mm カラムのブリード仕様は、400°C で <5pA)•UltiMetal 技術によってステンレスが不活性化され、固定相の結合が強化されたことで長いカラム
寿命と優れたピーク形状を実現

相当品 :ZB-5ht、Rxi-5ht

VF-5ht Fused Silica
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

15

0.10

-60～400/400

CP904530

0.10-60～400/400

CP9046

0.32

10

0.10

-60～400/400

CP904415

0.10-60～400/400

CP904730

0.10-60～400/400

CP9048相当品 :ZB-5ht、Rxi-5ht

VF-5ht UltiMetal
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

15

0.10

-60～430/450

CP90900.10-60～430/450

CP9091*0.10-60～430/450

CP90920.10-60～430/450

CP9093*0.10-60～430/450

CP90940.10-60～430/450

CP9095*0.10-60～430/450

CP90960.10-60～430/450

CP9097*

30
0.32

15
30

5 インチ
ケージ

CP9094I5*高温カラムコネクタで接続された 2m x 内径 0.53mm の UltiMetal リテンションギャップを含みます。

www.agilent.com/chem/GC:jp365

Agilent J&W GC カラム

石油向けカラム
石油アプリケーションは特性がさまざまに異なります。希ガスから擬似蒸留分析まで、アジレン
トは、石油/石油化学分野の分析者のニーズを満たす幅広いカラムを提供しています。軽質油ガスの分析用カラムについては、PLOT カラムの章をご覧ください。

Lowox•幅広い酸化化合物に対する独自の選択性•粒子剥離を抑制し、検出器の性能を維持•プロセスおよび可搬型 GC アプリケーション (ASTM D7059)での実績•ガスおよび液体炭化水素ストリームに含まれる微量レベルの酸化不純物を分析•高極性•酸化化合物による触媒の汚染の監視に最適

Lowox
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

5 インチ

0.53

10

10.00

0～350/350

CP8587

CP8587I5

ケージ

GS-OxyPLOT•C1～C10 炭化水素中の ppm/ppb 濃度の酸化化合物の精密分析•ガス状炭化水素、自動車燃料、原油などの複雑なマトリックス中の広範囲の酸化化合物 (エーテル、アルコール、アルデヒド、ケトン)に対して高い選択性•酸化化合物の ASTM メソッドに最適•カラムブリードがなく、非常に高いカラム安定性 (温度上限 350°C)• 粒子の生成や検出器のスパイクを排除する安定した相•低濃度定量 GC 分析に優れている•選択的ハートカットアプリケーションに最適

GS-OxyPLOT

366

内径 (mm)

長さ (m)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

5 インチ

0.53

10

350/350

115-4912

115-4912E

ケージ

Agilent J&W GC カラム

CP-Sil 5 CB for Formaldehyde•ホルムアルデヒド、水、およびメタノールの分析用に最適化•硫黄化合物の微量分析が可能•永久ガスの部分分析が可能 (特にスイッチングシステムで)•揮発性に基づく分離を提供•高い不活性度により、吸着を防いで硫黄化合物を分離。高品質のデータと低い検出下限を実現•最高の効率を実現する厚膜の無極性カラム

CP-Sil 5 CB for Formaldehyde
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

0.32

60

8.00

-60～300/325

7 インチ
ケージ

CP7475

HP-PONA
CH3•100%ジメチルポリシロキサン

O•石油・石油化学プロセスの分析用に設計•p-キシレンから m-キシレンおよび 2,3-ジメチルブタンからシクロペンタンの分離テスト済み

Si
CH3

100%

•PONA、PIONA•高分解能HP-PONA の構造•化学結合・架橋タイプ•溶媒洗浄可能
注 : キャリアガスの流速を最適化させるためには 100psi のレギュレータが必要です
相当品 :Petrocol DH、SPB-1、007-1、Rtx-1、MXT-1、Rtx-1PONA、Rtx-DHA

HP-PONA
7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

品名

内径 (mm) 長さ (m)

膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

HP-PONA

0.20

50

0.50

-60～325/350

19091S-001 19091S-001E

HP-1

0.20

50

0.50

-60～325/350

19091Z-205 19091Z-205E

HP-1

0.25

100

0.50

-60～325/350

19091Z-530 19091Z-530E

www.agilent.com/chem/GC:jp367

Agilent J&W GC カラム

CP-Sil PONA CB

CH3
O

Si
CH3

• 炭化水素混合物中のパラフィン、オレフィン、ナフタレン、芳香族炭化水素の高分離能分析用
100%

カラム

•ASTM (DHA メソッド)に準拠した炭化水素分析用に設計• 高極性化合物でも精度の高いデータを提供
CP-Sil PONA CB の構造• 優れたカラム間再現性
Petrocol DH、SPB-1、007-1、Rtx-1、MXT-1

相当品 :CP-Sil PONA CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

5 インチ

0.21

50

0.50

250/275

CP7531

CP7531I5

0.25

100

0.50

250/275

CP7530

0.25

150

1.00

250/275

CP7945ケージ

CP-Sil PONA for ASTM D5134•ASTM D5134用に最適化された PONA 分析カラム•ASTM メソッドで指定された正確な仕様•極性添加物に対して不活性

CP-Sil PONA for ASTM D5134

368

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.21

50

0.50

250/275

CP7531

Agilent J&W GC カラム

DB-Petro
CH3•100%ジメチルポリシロキサン

O•石油プロセス製品の分析用に設定•PONA、PIONA

Si
CH3

100%

•高分解能•化学結合・架橋タイプ

DB-Petro の構造•溶媒洗浄可能
注 : キャリアガスの流速を最適化させるためには 100psi のレギュレータが必要です

Petrocol DH、SPB-1、007-1、Rtx-1、MXT-1

相当品 :DB-Petro
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.20

50

0.50

-60～325/350

128-1056

0.25

100

0.50

-60～325/350

122-10A6

5 インチ
ケージ

122-10A6E

HP-1 アルミニウム被覆•100%ジメチルポリシロキサン• アルミニウム被覆フューズドシリカチューブ• 高温模擬蒸留用• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能
相当品 :

MXT-1

HP-1 アルミニウム被覆
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチケージ

0.53

5

0.09

0～350/450

19095S-205

10

0.09

0～350/450

19095S-200

www.agilent.com/chem/GC:jp369

Agilent J&W GC カラム

DB-2887•100%ジメチルポリシロキサン•特に ASTM メソッド D2887を使用した石油蒸留分析用に設計•充填カラムに比べて素早いコンディショニングと高速な分析時間、低ブリード•化学結合・架橋タイプ•溶媒洗浄可能
Petrocol EX2887、MXT-2887、MXT-1、Rtx-2887

相当品 :DB-2887
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

5 インチ

0.53

10

3.00

-60～350/350

125-2814

125-2814E 125-2814LTM

ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

DB-HT SimDis•100%ジメチルポリシロキサン•高温石油蒸留分析用の固定相•高耐久性ステンレスチューブ•温度上限 430°C•C6～C110+ の蒸留範囲•430°C でも低ブリード•化学結合・架橋タイプ•溶媒洗浄可能相当品 :ヒントとテクニック

DB-HT SimDis

ASTM メソッド D7798-13 の高速模擬蒸留については、LTM カラムを参照

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

してください。

0.53

5

0.10

-60～400/430

145-1009

0.15-60～400/430

145-1001

447 ページをご覧ください

370

Petrocol EX2887、MXT-2887、Rtx-2887、AC Controls High Temp Sim Dist、AT-2887、
ZB-1XT SimDist

Agilent J&W GC カラム

CP-SimDist
CH3•C100 までの擬似蒸留分析用O•高温でも安定な無極性固定相•低ブリードにより定量精度を向上

Si
CH3

100%

•高温ポリイミドコーティングによる長寿命の実現
CP-SimDist の構造

CP-SimDist フューズドシリカカラムは、C100 までの擬似蒸留分析に特化したカラムです。このカラムは低ブリードであり、400°C におけるブリードレベルは 4～5pA です。高温で安定した液相とポリイミドコーティングによって、カラムの寿命を長く保ちます。
相当品 :Petrocol EX2887、MXT-2887、Rtx-2887、AC Controls High Temp Sim Dist、AT-2887、
ZB-1XT SimDist

CP-SimDist
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.32

10

0.10

375/400

CP7521

0.53

5

0.17

375/400

CP752210

0.10

375/400

CP75415 インチ
ケージ
CP7522I5

ヒントとテクニック
最適な性能を得るためには、カラムを交換するごと、あるいはメンテナンスの際に、フェラルを交換してください。

37 ページをご覧ください

www.agilent.com/chem/GC:jp371

Agilent J&W GC カラム

CP-SimDist UltiMetal•ASTM D2887や拡張 D2887メソッドに準拠するように設計• 低ブリード• 最高上限温度 450°Cで C120 までの分析に対応• 優れた耐久性の UltiMetal カラム (内径 0.53mm のフューズドシリカと同じ内径)•UltiMetal 表面の特殊な不活性処理により、リテンションタイムの優れた繰り返し精度と長いカラ
ム寿命
相当品 :

Petrocol EX2887、MXT-2887、Rtx-2887、AC Controls High Temp Sim Dist、AT-2887、
ZB-1XT SimDist

CP-SimDist UltiMetal
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

5 インチ

0.53

5

0.09

450/450

CP7569CP7569I5

0.17

450/450

CP7532CP7532I5

0.88

450/450

CP75702.65

400/400

CP75710.17

450/450

CP75420.06

450/450

CP65400.53

450/450

CP75920.88

450/450CP75121.20

450/450

CP75622.65

400/400

CP75825.00

400/400

CP757220

0.11

450/450

CP759325

0.06

450/450

CP6550

10

372

ケージ

CP7512I5

Agilent J&W GC カラム

CP-Sil 2 CB
•最も極性の低い化学結合型の固定相•スクアランの優れた代替品•環状炭化水素に対する独自の選択性•沸点に基づく分離•最大 200°Cの温度安定性

CP-Sil 2 CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

25

0.25

25～200/200

CP7714

0.32

50

0.25

25～200/200

CP775425

1.20

25～200/200

CP7764CP-TCEP for Alcohols in Gasoline•ガソリン中のアルコール分析用に設計•優れたピーク形状でアルコールを精度良く分離•135°Cまでの温度安定性による高い生産性•独自の選択性による n-ドデカンの後のベンゼンの分離
相当品 :Rt-TCEP

CP-TCEP for Alcohols in Gasoline
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0.25

50

0.40

135/140

CP7525CP7525I5

www.agilent.com/chem/GC:jp373

Agilent J&W GC カラム

DB-Sulfur SCD•化学発光硫黄検出 (SCD)用に設計され、低ブリード性能を提供し、SCD セラミックチューブの汚染を軽減•SCD 信号の安定性向上により、検出器のメンテナンスによる機器のダウンタイムと運用コストを大幅に削減•H2S、COS、メルカプタン、チオフェンなどの幅広い反応性硫黄化合物で優れたピーク形状を提供•D5623や D5504などの ASTM メソッドの指定に従った 100%ジメチルポリシロキサン固定相(PDMS)• カスタム仕様も提供 (www.agilent.com/chem/jp)

DB-Sulfur SCD
長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

0.32

40

0.75

-60～270/290

G3903-63002

40

3.00

-60～250/270

G3903-63004

0.53

ヒントとテクニックJ&W DB-Sulfur SCD GC カラムは、低ブリードで、SCD 信号の安定性を向上するよう最適化されています。詳細については、

www.agilent.com/chem/jp でビデオをご覧ください。

374

7 インチ

内径 (mm)

ケージ

60

4.20

-60～250/270

G3903-63001

70

4.30

-60～250/270

G3903-63003

Agilent J&W GC カラム

Select Low Sulfur•最高レベルのカラム不活性度により、活性化合物で優れたピーク形状を実現•硫黄化合物の低い検出下限•独自の選択性によりプロピレンストリームでの共溶出とマトリックス干渉を防止•高浸透性 PLOT 固定相により揮発性化合物の高い保持を実現•独自の QC テスト手順により一貫したカラム不活性性能を実現•機械的に安定しており、粒子剥離なし

Select Low Sulfur
内径 (mm)

長さ (m)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.32

60

185/185

CP8575CP-Sil 5 CB for Sulfur•揮発性硫黄化合物の分析に最適•C7 メルカプタンまでの硫黄化合物の微量分析で高い生産性を実現•揮発性に基づく正確な分離を実現する無極性相•高度な不活性処理で高品質な SO2 のデータを提供

CP-Sil 5 CB for Sulfur
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.32

30

4.00

-60～300/325

CP7529www.agilent.com/chem/GC:jp375

Agilent J&W GC カラム

Select for Permanent Gases – デュアルカラム•永久ガス分析用の CP-Molsieve 5Å と CO2 分析用の PoraBOND Q の 2本の並列カラム•>40°C の恒温分離により冷却の必要はなし•最高 300°C の温度安定性により短い再生時間と効率の向上を実現•並列カラムだがインジェクタおよび検出器は 1つずつ•高速分離、低濃度分析、アルゴン/酸素の定量用•永久ガスと CO2 を 1回の分析で分離•EZ-GRIP との接続が可能
Select for Permanent Gases/CO2 カラム、CP7429•アルゴンと酸素、ヘリウムとネオンなどの分離が難しい分析には CP7530Select Permanent
Gases/HR (High Resolution)カラムを選択してください。

Select for Permanent Gases – デュアルカラム
品名

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

Select Permanent Gases/CO2

300/325

CP7429Select Permanent Gases/HR

300/325

CP7430

Select Al2O3 MAPD
•メチルアセチレンやプロパジエン (MAPD)など、反応性の高い炭化水素の分析に適した酸化アル
ミナ PLOT カラム•感度とレスポンスを向上するように最適化•分析時間の短縮による動作効率の向上•不純物分析の実行時に特に重要な MAPD のレスポンスを 2倍に向上
相当品 :Rt-Alumina BOND/MAPD、MXT-Alumina BOND/MAPD

Select Al2O3 MAPD
内径 (mm)

長さ (m)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.32

25

-100～200/200

CP743350-100～200/200

CP743150-100～200/200

CP74320.53

376

Agilent J&W GC カラム

Agilent J&W バイオディーゼルキャピラリ
GC カラム
バイオ燃料は、石油ベース燃料の代替品として、その価値を増しています。 Agilent J&W バイオ
ディーゼルキャピラリ GC カラムは、ASTM や CEN テスト規格を満たすために、バイオディーゼル分析を目的として設計され、アプリケーションに合わせて最適化されています。

バイオディーゼル EN14105 遊離/総グリセリン、
バイオディーゼル ASTM D6584 遊離/総グリセリン•EN14105または ASTM D6584に従った B100中の遊離/総グリセリン分析用•温度上限を 400°C まで上げるための特別処理•高温、ポリイミドコーディング、フューズドシリカチューブ•優れたピーク形状とカラム寿命の延長•化学結合・架橋タイプ•溶媒洗浄可能リテンションギャップについては、p/n 160-BD65-5(5m x 0.53mm)をご注文ください。

バイオディーゼル EN14103 FAME 分析•EN14103を用いた B100中のエステルとリノール酸メチルエステル分析用に特別設計•化学結合・架橋タイプ•溶媒洗浄可能

バイオディーゼル EN14110 残留メタノール•EN14110を用いた B100中の微量メタノール測定用に特別設計•化学結合・架橋タイプ•溶媒洗浄可能

www.agilent.com/chem/GC:jp377

Agilent J&W GC カラム

バイオディーゼルキャピラリ GC カラム
長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

品名

内径 (mm)バイオディーゼル ASTM D6584遊離/総グリセリン

0.32

15

0.10

-60～400/400

123-BD11

バイオディーゼル EN14105遊離/総グリセリン

0.32

10

0.10

-60～400/400

123-BD01

バイオディーゼル EN14103FAME 分析

0.32

30

0.25

40～260/270

1909BD-113

バイオディーゼル EN14110残留メタノール

0.32

30

1.80

20～260/280

123-BD34

バイオディーゼルテストサンプル

378

品名

部品番号

バイオディーゼル MSTFA キット、10x 1mL アンプル
ASTM メソッド D6584用 N-メチル-N-(トリメチルシリル)トリフロオロ-アセトアミド

5190-1407

バイオディーゼル D6584キット
内部標準溶液 (1mL x 5)と 2x 内部標準溶液 (5mL)

5190-1408

バイオディーゼル E14105キット、4x 1mL アンプル
4x 標準溶液

5190-1409

バイオディーゼルモノグリセリドキット、3x 1mL アンプル

5190-1410

Agilent J&W GC カラム

Select Biodiesel• バイオディーゼル分析に必要なカラムをすべて用意•UltiMetal ステンレス技術で精度と寿命を向上• 事前テストで結果の高い信頼性を確認• 最大 400°C で使用しても優れたカラム寿命を実現•UltiMetal ステンレス技術を採用した安定性の高い金属カラム• リークテスト済みのリテンションギャップを接続

技術仕様
メソッド

対象化合物

カラム

インジェクタのタイプ

分析時間 (分)ASTM D6584

遊離および全グリセリン

Select Biodiesel for Glycerides

オンカラム

32

EN14103

エステルおよびリノール酸メチルエステル

Select Biodiesel for FAME

スプリット/スプリットレス

30

EN14105

遊離/総グリセリン、モノ-、ジ-、およびトリ-グリセリド

Select Biodiesel for Glycerides

オンカラム

35

EN14106

遊離グリセロール

Select Biodiesel for Glycerides

スプリット/スプリットレス

10

EN14110

メタノール

Select Biodiesel for Methanol

スプリット/スプリットレスを使用したヘッドスペース

10

Select Biodiesel
品名

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)7 インチ
ケージ

グリセリド用、UltiMetal、2m リテンションギャップ付き

0.32

15

0.10

CP9078グリセリド用、UltiMetal

0.32

15

0.10

CP9079グリセリド用、UltiMetal、2m リテンションギャップ付き

0.32

10

0.10

CP9076

グリセリド用、UltiMetal

0.32

10

0.10

CP9077

Select Biodiesel for FAME Fused Silica

0.32

30

0.25

CP9080

Select Biodiesel for Methanol Fused Silica

0.32

30

3.00

CP9083

Select Biodiesel 用リテンションギャップ

0.53

2

www.agilent.com/chem/GC:jp

CP6530379

Agilent J&W GC カラム

Select Silanes•ppm レベルのシランの分析に適したトリフルオロプロピル -メチルポリシロキサン相•大容量で高い保持力•低ブリード•適切な不活性化処理により優れたピーク形状を提供•厚膜により大きいサンプルロード容量と保持力を実現•%レベルでのアルキル化クロロシランの分析や不純物分析などにも対応•バルブ、ダイレクト、スプリット/スプリットレス注入が可能

Select Silanes
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.32

30

1.80

0～270/300

CP743460

1.80

0～270/300

CP743560

3.00

0～270/300

CP74370.53

380Agilent J&W GC カラム

CP-Volamine•無極性の固定相•水を含んだサンプルでも優れた安定性•上限温度 265°C•高度な不活性処理でアミンを優れたピーク形状で分離•MPD (Multi-Purpose Deactivation)テクノロジーにより対称ピークを生成•サンプルの水分含有量が多い場合でも優れた性能を発揮•MMA、DMA、TMA (モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン)などの揮発性アミンの分析に理想的相当品 :Rtx-Volatile Amines

CP-Volamine
内径 (mm)

長さ (m)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0.32

15

265/300

CP744630

265/300

CP7447

CP7447I560

265/275

CP7448CP7448I5

www.agilent.com/chem/GC:jp381

Agilent J&W GC カラム

CP-Sil 8 CB for Amines•塩基不活性処理済み 5%フェニルポリジメチルポリシロキサン•幅広いアミン化合物向けに最適化された不活性性能•最大 350°C の熱安定性により C20 までのアミンに加えアルカノールアミンの分離が可能•塩基不活性処理済みカラムの CP-Wax for Amines も提供
相当品 :Rtx-5Amine

CP-Sil 8 CB for Amines
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.15

25

2.00

325/350

CP7599

0.25

5 インチ
ケージ

30

0.25

325/350

CP7598CP7598I530

0.50

325/350

CP7595CP7595I5

0.32

30

1.00

325/350

CP7596

CP7596I5

0.53

30

1.00

325/350

CP7597

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

CP-Wax for Volatile Amines and Diamines
相当品 :Stabilwax DB

CP-Wax for Volatile Amines and Diamines382

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.32

25

1.20

220/220CP7422

0.53

25

2.00

220/220CP7424

Agilent J&W GC カラム

PoraPLOT Amines•高揮発性アミンで高い保持性能を実現する PLOT カラム•室温以上の条件で高い効率を示すため冷却が不要•アミンおよびアンモニアに対する高い選択性

PoraPLOT Amines
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.32

25

10.00

-100～220/220

CP7591

0.53

25

20.00

-100～220/220

CP7594www.agilent.com/chem/GC:jp383

Agilent J&W GC カラム

農薬用カラムAgilent J&W 低ブリードカラムは農薬の分析に最適です。標準ポリマーよりも低いブリードにより、
S/N 比と最小検出限界が向上するだけではなく、温度上限も向上するので、分析時間も短縮できます。アジレントでは、一般的な相でも農薬に特化したテストを行っており、アプリケーション
での性能を保証しています。
注 : 電子捕獲型検出器を使用する CLP 農薬メソッドやその他のメソッドについては、DB-35ms、DB17ms、および DB-XLB を参照してください。

DB-CLP1 と DB-CLP2•農薬分析用に設計された汎用カラム•EPA メソッド :CLP (Contract Lab Program)農薬、504.1、505、508.1、551、552.3、8081B、8082A、8154A• デュアルカラム、デュアル ECD GC 分析に最適•DB-CLP1および DB-CLP2カラムは、通常はセットで使用。アジレントのウルトライナート汎用プ
レスフィット Y-スプリッタ (5190-6980)、または UltiMetal Plus ティ、イナート (G3184-60065)を使用すると容易に接続可能•中極性安定相によって、高速で低ブリードの信頼性の高い分析が可能•農薬を含む特殊なテストにより性能とカラム間再現性を確保•DB-CLP1プライマリ分析、DB-CLP2確認分析

DB-CLP1 と DB-CLP2
品名

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

DB-CLP1

0.32

30

0.25

50～340/360

123-8232

DB-CLP2

0.32

30

0.50

50～340/360

123-8336

ヒントとテクニック
GC および GC/MS 分析に対応するアジレントのサンプル前処理製品については、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

384

Agilent J&W GC カラム

VF-5 Pesticides•微量残留農薬の測定専用に設計•高度不活性化処理で ECD および MS 検出の感度を向上•エンドリンやアルドリンなど主要な農薬を使用したテストにより最適な性能と結果の一貫性を確保•低ブリード

VF-5 Pesticides
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

30

0.25

-60～325/350

CP907450

0.25-60～325/350

CP9073

0.32

30

0.25

-60～325/350

CP9075

ヒントとテクニック
適切に接続を行うためのヒントとコツ•酸素検出器用のグラファイト/ポリイミドフェラルおよびアジレントのセルフタイトカラ
ムナットや、流路を最大限に不活性化するための UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラルなど、アプリケーションに適したフェラルとナットを使用することが重要です。

•柔らかいフェラルがフィッティング内に押し出され、流路に汚染や活性点が生じないよ
うに、フィッティングは締めすぎないでください。

•カラムは適切で一貫性のある高さに設置してください。これは、正確で再現性のある結果を得るために重要です。

•高気密の接続を実現するアジレントのセルフタイトカラムナットを使用すると、高コストのアップグレードやアダプタなしで、MS インタフェースのリークを軽減し、回避することができます。

GC、GC/MS でカラムを適切に接続する方法を説明したビデオをホームページで公開しています。 www.agilent.com/chem/jp

www.agilent.com/chem/GC:jp385

Agilent J&W GC カラム

DB-1701P•低/中極性•HP-PAS1701の代替品•特に有機塩素系農薬の分析用に設計および処理済み•ECD は農薬分解を最小限に抑え、低 ECD ブリードを確保するためにテスト済み•化学結合・架橋タイプ•溶媒洗浄可能相当品 :SPB-1701、 Rtx-1701、BP-10、CB-1701、OV-1701、007-1701、ZB-1701P

DB-1701P
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール
122-7732LTM

0.25

30

0.25

-20～280/300

122-7732

0.32

25

0.25

-20～280/300

123-772230

0.25-20～280/300

123-773230

1.00-20～260/280

125-7732

0.53

VF-1701 Pesticides•微量残留農薬の測定専用に設計•エンドリンやアルドリンなどの主要な農薬でカラムを個別にテスト済み•高い不活性度により微量の農薬測定での検出下限を向上•ECD または MS で検出性能を実証済み•超低ブリードにより感度を向上

VF-1701 Pesticides
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

30

0.25

-20～280/300

CP907050

0.25-20～280/300

CP907230

0.25-20～280/300

CP90710.32

386

Agilent J&W GC カラム

CP-Sil 8 CB for Pesticides•fg レベルまでの農薬分析を実現するカラム•優れた不活性度 –DDT でテストし、信頼性の高いデータを提供•オンカラム注入が可能•一体型のリテンションギャップで溶媒の凝集を防ぎ、相を劣化させずに繰り返しのスプリット
レス注入が可能

CP-Sil 8 CB for Pesticides
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

50

0.12

300/325

CP7481

0.53

50

0.25

300/325

CP7504CP-Sil 19 CB for Pesticides•確認用カラムとして理想的•EPA および CLP 分析対象物質に特化•リテンションギャップを事前に接続

CP-Sil 19 CB for Pesticides
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

30

0.25

275/300

CP740650

0.20

275/300

CP740730

1.00

260/275

CP74090.53

www.agilent.com/chem/GC:jp387

Agilent J&W GC カラム

DB-608•塩素系農薬と PCB の分析用に設計•US EPA メソッド :608、508、8080• 農薬を分解しない優れた不活性と回収率•化学結合・架橋タイプ•溶媒洗浄可能•HP-608の代替品
SPB-608、NON-PAKD Pesticide、007-608

相当品 :DB-608
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

30

0.25

40～280/300

122-6832

0.32

30

0.50

40～280/300

123-1730

0.53

30

0.50

40～260/280

125-6837

0.83

40～260/280

125-1730

7890/6890
LTM II モジュール
123-1730LTM

HP-PAS5•無極性•特に有機塩素系農薬の分析用に設計および処理済み•ECD は農薬分解を最小限に抑え、低 ECD ブリードを確保するためにテスト済み•化学結合・架橋タイプ•溶媒洗浄可能
SPB-5、RSL-200、Rtx-5、BP-5、CB-5、OV-5、007-2(MPS-5)、SE-52、SE-54、XTI-5、PTE-5、CC-5、ZB-5

相当品 :HP-PAS5388

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチケージ

0.32

25

0.52

-60～325/350

19091S-010

Agilent J&W GC カラム

Rapid-MS•5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン•短い分析時間で生産性を向上•昇温プログラムで 3～5分の 1に、恒温条件で最大 10分の 1に分析時間を短縮•膜厚を 0.1～1.0µm まで取り揃え、高いロード量に対応し、感度向上を実現•低ブリード
注 : Rapid-MS カラムは、低圧で分離を実行したときに得られる最適なキャリアガス速度を使用して高速分析を行います。

Rapid-MS
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.53

10

0.12

-60～325/325

CP8131

0.25-60～325/325

CP81320.50-60～325/325

CP8133

1.00-60～325/325

CP8134

Rapid-MS 用リストリクタ
品名

部品番号

Rapid-MS 用リストリクタ、フューズドシリカ、内径 0.1mm、0.6m、5個

CP8121www.agilent.com/chem/GC:jp389

Agilent J&W GC カラム

PAH カラム
Select PAH•偽陽性と結果の不確実性を回避し、すべての PAH 異性体を完全に分離•クリセン、トリフェニレン、ベンゾフルオロアントラセン (タイプ b、j、および k)など、7分未
満で EPA PAH を、30分未満で EU PAH を完全に分離•54種の PAH を 30分以内で分析可能•低ブリードによる感度の向上

Select PAH
7 インチ
ケージ

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

0.15

15

0.10

40～325/350

CP7461

0.25

30

0.15

40～325/350

CP7462

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

DB-EUPAH•EU の規制対象 PAH 分析に特化した設計•アプリケーションに特化した QC 試験混合液で試験済み•ベンゾ (b,j,k)フルオランテンなど、重要な異性体に高分離能を発揮•熱安定性が高く、ジベンゾピレンなど高沸点 PAH の分析が正確•非常に高い S/N 比•確実に高パフォーマンスを発揮するカラムサイズ

DB-EUPAH
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.18

20

0.14

40～320/340

121-9627

0.25

60

0.25

40～320/340

122-96L2

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

390

Agilent J&W GC カラム

CP-Sil PAH CB UltiMetal•EPA メソッド 610に従って 16種のすべての PAH を分離•高温、低ブリード相•堅牢な UltiMetal ステンレスキャピラリカラム•最大温度 400/425°C

CP-Sil PAH CB UltiMetal
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

25

0.12

400/425

CP7440www.agilent.com/chem/GC:jp391

Agilent J&W GC カラム

半揮発性化合物用カラム
半揮発性化合物は、通常は土壌試料やその他の環境マトリックスから抽出されます。正確なリテ
ンションタイムの再現性と優れた質量分析装置性能を備えた GC カラムにって、条件の厳しい分
析が可能になります。

半揮発性物質用 DB-ウルトライナート 8270D•EPA メソッド 8270D や他の規制された GC/MS 半揮発性物質の分析用に設計• 特殊な半揮発性物質テストにより、微量分析に対するカラム間の性能を確保• 優れた 2,4-ジニトロフェノールレスポンス• 超不活性で低ブリード• 便利で経済的な 6個パックで提供 (6個で 5個分の価格 :米国のみ販売)

半揮発性物質用 DB-ウルトライナート 8270D
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチケージ

0.18

20

0.36

-60～325/350

121-9723

0.25

30

0.25
0.50

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。
*米国のみの販売

392-60～325/350

621-9723、6 個*-60～325/350

122-9732-60～325/350

622-973、6個*-60～325/350

122-9736

Agilent J&W GC カラム

CP-Sil 8 CB for PCB•DIN メソッド 51527に基づく PCB の分析用
•PCB の微量 ECD 検出に理想的•高温での安定性による低ブリードと長寿命の実現

CP-Sil 8 CB for PCB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

50

0.25

300/325

CP7482www.agilent.com/chem/GC:jp393

Agilent J&W GC カラム

DB-5.625•(5%-フェニル)-メチルポリシロキサンと同等品•無極性•特に EPA 半揮発性化合物メソッド 625、1625、8270、CLP プロトコル*に対して優れた不活性を示すように処理済み•半揮発性化合物用の EPA 性能基準を上回る性能•塩基性、中性、酸性の化合物に不活性•高温でも優れた熱安定性と低ブリード•化学結合・架橋タイプ•溶媒洗浄可能*レスポンスファクタをテストするために、ペンタクロロフェノール、2,4-ジニトロフェノール、
カルバゾール、N-ニトロソジフェニルアミンを使用しました。
相当品 :XTI-5、Rtx-5、PTE-5、BPX-5

DB-5.625
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.18

20

0.18

-60～325/350

121-5621

0.36-60～325/350

121-5622

0.25

30

0.25

-60～325/350

122-5631

0.50-60～325/350

122-5632

1.00-60～325/350

122-5633

60

0.25-60～325/350

122-566130

0.25-60～325/350

123-5631

0.50-60～325/350

123-5632

0.32

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

394

Agilent J&W GC カラム

HP-5ms セミボラタイル•(5%-フェニル)-メチルポリシロキサン、HP-5と同一の選択性•無極性•超低ブリードの特性で、GC/MS に最適•酸性および塩基性化合物を含む活性化合物に対する不活性についてテスト済み•S/N 比の向上により、感度と質量スペクトルの信頼性を向上•化学結合・架橋タイプ•溶媒洗浄可能•USP Phase G27に相当
Rtx-5ms、Rxi-5ms、Rxi-5Sil MS、PTE-5、BPX-5、AT-5ms、ZB-5ms、SLB-5ms、Equity-6

相当品 :HP-5ms セミボラタイル
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチケージ

0.25

30

0.50

-60～325/350

19091S-139

CP-Sil 5/C18 CB for PCB•高分離能 PCB 分析用に設計•C18 の置換により 100%ポリジメチルポリシロキサンよりも低い極性•ECD での高感度検出に最適•異性体、28/31、56/60、149/118、105/153/132、170/190の分離用に最適化されたカラム長さ

CP-Sil 5/C18 CB for PCB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチケージ

0.25

50

0.10

275/300

CP7477100

0.10

275/300

CP7476www.agilent.com/chem/GC:jp395

Agilent J&W GC カラム

DB-Dioxin•特にポリ塩化ジベンゾダイオキシン (PCDD)およびジベンゾフラン (PCDF)の分析のために特別に開発•一回の作業で他のすべての異性体から 2,3,7,8-TCDD と 2,3,7,8-TCDF を分離•低ブリード•化学結合・架橋タイプ•溶媒洗浄可能
注 : キャリアガスの流速を最適化させるためには 100psi のレギュレータが必要です
相当品 :SP-2331、007-23、Rtx-2332、Rtx-Dioxin

DB-Dioxin
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

60

0.15

40～250/270

122-2461

0.25

40～250/270

122-2462

CP-Sil 88 for Dioxins•ダイオキシンおよびジベンゾフランの分析に特化した高極性固定相•リークフリーとスプリットレス注入による長いカラム寿命を実現する、リテンションギャップ
接続型カラム•低濃度の 2,3,7,8-TCDD を測定可能•膜厚の薄いタイプは、昇温条件において 270ºC まで使用可能相当品 :SP-2560、SP-2340、SP-2330、BPX-70、BPX-90

CP-Sil 88 for Dioxins396

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

50

0.20

50～225/240

CP758860

0.10

50～250/270

CP7498

Agilent J&W GC カラム

揮発性化合物カラム
アジレントは、揮発性化合物アプリケーションに対する需要の高まりに対応し、選りすぐりの高度なポリマ系カラムを提供しています。分析カラムとして使用する場合でも、補足的な確認用カラムとして使用する場合でも、Agilent J&W キャピラリカラムは分析者のニーズにお応えします。

DB-624 ウルトライナート•環境揮発性有機化合物 (VOC)メソッド•US EPA メソッド :501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260に対応•工業化学分析 -溶媒、石油化学、特殊化学•食品および飲料 -アルコール、フーゼル油•USP <467>による医薬品残留溶媒•超不活性処理により、低分子量の酸性化合物について優れたピーク形状を提供し、アプリケー
ション範囲を拡張•性能を確保する不活性テストを実施•業界標準の DB-624と同一の選択性 -メソッドの変更なしでアップグレード•DB-624の開発者により最適化

DB-624 ウルトライナート
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.18

20

1.00

-20～260/260

121-1324UI

0.25
0.32
0.53

30

1.40

-20～260/260

122-1334UI

60

1.40

-20～260/260

122-1364UI

30

1.80

-20～260/260

123-1334UI

60

1.80

-20～260/260

123-1364UI

30

3.00

-20～260/260

125-1334UI

75

3.00

-20～260/260

125-1374UI

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

ヒントとテクニック
アジレントはお得なキャンペーンを行っています。詳しくは、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp397

Agilent J&W GC カラム

DB-624•揮発性汚染物質や残留溶媒の分析用に特化して開発•US EPA メソッド 502.2をクライオなしで分析可•US EPA メソッド501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260、USP
467に最適•活性物質に対して優れた不活性•化学結合・架橋タイプ•溶媒洗浄可能•HP-624の代替•USP Phase G43に相当
AT-624、Rxi-624Sil MS、Rtx-624、PE-624、007-624、007-502、ZB-624

相当品 :DB-624
内径 (mm) 長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

0.18

1.00

-20～260

121-1324

121-1324E

121-1324LTM

20

0.20

25

1.12

-20～260

128-1324

128-1324E

128-1324LTM

0.25

30

1.40

-20～260

122-1334

122-1334E

122-1334LTM

60

1.40

-20～260

122-1364

122-1364E

30

1.80

-20～260

123-1334

123-1334E

60

1.80

-20～260

123-1364

123-1364E

30

2.55

-20～260

124-133475

2.55-20～260

124-1374

15

3.00-20～260

125-131430

3.00-20～260

125-1334

125-1334E

60

3.00

-20～260

125-1364

125-1364E

75

3.00

-20～260

125-1374

125-1374E

0.32
0.45
0.53

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

398

123-1334LTM
124-1334LTM

125-1334LTM

Agilent J&W GC カラム

CP-Select 624 CB•6%シアノプロピルフェニル、94%ジメチルポリシロキサン•EPA 揮発性化合物メソッド 524.2、624および 8015
• 薬局方 V.3.3.9の残留溶媒の項目で指定•優れたカラム間再現性•低ブリード
相当品 :AT-624、Rtx-624、PE-624、007-624、007-502、ZB-624

CP-Select 624 CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.15

25

0.84

265/280

CP7411

0.25

30

1.40

265/280

CP741260

1.40

265/280

CP7413

0.32

30

1.80

265/280

CP741460

1.80

265/280

CP7415

0.53

30

3.00

265/280

CP741675

3.00

265/280

CP7417105

3.00

265/280

CP74185 インチ
ケージ

CP7416I5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

www.agilent.com/chem/GC:jp399

Agilent J&W GC カラム

DB-VRX• 揮発性化合物の分析で最適な分離能を得るために設計された独自の選択性:U.S.EPA メソッド
502.2、524.2、および 8260に対応• 内径 0.53mm のカラムよりも 1メートルあたりの段数が多い内径 0.45mm のカラムにより、GC
メソッドでの不分離ピークを最小限に抑制 (業界初)*•6つの「ガス」を分離するためにオーブン冷却は不要• 高速な分析時間:<30分 (最適なサンプルスループットで)<8分 (内径 0.18mm)• 低極性• 優れたピーク形状• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能*2 種類の不分離ピークがあります。1)m- および p-キシレン。U.S.EPA では分離は求められていま
せん。2)1,1,2,2-テトラクロロエタンおよび o-キシレン。PID および ELCD 検出器でそれぞれ分離されます。GC/MS 分析に関する注 : これらの不分離ピークには、それぞれ 83 と 106 の異なるイオ
ンがあります。

VOCOL、NON-PAKD、Rtx-Volatiles、PE-Volatiles、007-624、Rtx-VRX、Rtx-VGC

相当品 :DB-VRX
内径 (mm) 長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.18

20

1.00

-10～260/260

121-152440

1.00-10～260/260

121-1544

0.25
0.32
0.45

30

1.40

-10～260/260

122-153460

1.40-10～260/260

122-156430

1.80-10～260/260

123-153460

1.80-10～260/260

123-156430

2.55-10～260/260

124-153475

2.55-10～260/260

124-1574

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

400

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール
121-1524LTM

121-1544E
122-1534LTM
122-1564E

Agilent J&W GC カラム

HP-VOC•U.S.EPA メソッド 502.2、524.2、8260用に選択性を調整•低極性 -DB-VRX よりもわずかに高い極性•優れたピーク形状•化学結合・架橋タイプ•溶媒洗浄可能
相当品 :NON-PAKD、Rtx-Volatiles、PE-Volatiles、007-624、Rtx-VRX、Rtx-VGC

HP-VOC
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.20

30

1.10

-60～280/290

19091R-303

60

1.10

-60～280/290

19091R-306

0.32
0.53

60

1.80

-60～280/290

19091R-316

90

1.80

-60～280/290

19091R-319

90

3.00

-60～280/290

19095R-429

105

3.00

-60～280/290

19095R-420

ヒントとテクニック
ホームページでは、お客様の分析に役立つ GC トラブルシューティング
ビデオを公開しています。GC アプリケーションスペシャリストとサービ
スエンジニアが、トラブルシューティングについてわかりやすく説明します。このビデオは www.agilent.com/chem/jp でご覧いただけます。

www.agilent.com/chem/GC:jp

401

Agilent J&W GC カラム

DB-502.2•揮発性化合物分析用、105m まで用意
•優れたピーク形状•化学結合・架橋タイプ•溶媒洗浄可能

DB-502.2
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.32

60

1.80

0～260/280

123-1464

0.53

105

3.00

0～260/280

125-14A4

DB-MTBE• 低極性固定相•2-メチルペンタンおよび 3-メチルペンタンから MTBE を分離し、定量能力を向上• 低温濃縮の必要なくパージアンドトラップ注入を可能にするよう開発• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能

DB-MTBE402

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.45

30

2.55

35～260/280

124-0034

Agilent J&W GC カラム

CP-Select CB for MTBE
•改質ガソリン中の MTBE の分析用
•MTBE に対する独自の選択性•MTBE の定量に対応する広いダイナミックレンジ•1次カラムまたは確認用カラムとして最適

CP-Select CB for MTBE
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

50

0.25

200/200

CP7528

DB-TPH•特に全石油炭化水素 (TPH)の分析、土壌分析、LUFT 向けに設計•一回の注入でガス域有機化合物とディーゼル域有機化合物、および潤滑油域有機化合物の 3つの分析が可能•高速な分析•化学結合・架橋タイプ•溶媒洗浄可能

DB-TPH
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.32

30

0.25

-10～320123-1632

ヒントとテクニック
キャピラリカラムを正確に切断するには、アジレントの GC カラム切断ツール (p/n 5183-4620)を使用してください。

www.agilent.com/chem/GC:jp403

Agilent J&W GC カラム

Select Mineral Oil• 鉱物油の高速分析用に設計された、安定化された無極性化学結合相•DIN H53N-ISO 9377-2メソッドに基づき、全石油炭化水素 (TPH)分析に合わせて選択性を最適化•C4～C40 の炭化水素を 10分未満で分析可能• 低ブリード• フューズドシリカと UltiMetal の 2種類
• 高速分析• 温度上限 375/400°C の高い温度安定性• 経済的な 3個および 6個入りパックを用意
注 : 最適な注入性能を維持するために、4m x 内径 0.53mm の専用リテンションギャップを使用してください。
相当品 :Rtx-Mineral Oil

Select Mineral Oil
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

入数

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0.32

15

0.10

-60～390/400

1個CP7491

CP7491I5

15

0.10-60～390/400

3個CP74910315

0.10-60～390/400

6個CP749106-60～325/350

3個

CP8015リテンションギャップ

0.53

4.0

ヒントとテクニック
アジレントの大容量ガスフィルタを使用することにより、最高品質のガスを確実に提供すると同時に、ガスラインをクリーンな状態に維持し、リークを防止することができます。詳しくは、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

404

Agilent J&W GC カラム

食品、フレーバ、香料用カラム
食品と香料の分析では、サンプルには分離が難しい化合物が多く含まれ、カラム間の再現性の高さが厳しく問われます。Agilent J&W GC カラムはこのようなニーズを満たすために設計されています。厳格な品質管理仕様と徹底的な QC テストにより、カラム間の差異を解消し、同様の性能を示すことが保証されています。

HP-88•(88%-シアノプロピル)アリルポリシロキサン•上限温度 250/260°C•高極性•シス/トランス脂肪酸メチルエステル (FAME)の分離用に設計•DB-23よりもさらに良好なシス/トランス異性体の分離

N
C

Si

Me

O

Si

Si

Me
O

Me

Me

SP-2560、SP-2340、SP-2330、BPX-70、BPX-90

相当品 :

Me

Me

注 : HP-88は結合も架橋もされていないため、溶媒洗浄はお勧めしません。

Si

Me
C

Si

Me

Me

Me
m

C
N

n

HP-88の構造HP-88
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

5 インチ

0.25

100

0.20

0～250/260

112-88A7

112-88A7E

60

0.20

0～250/260

112-8867

112-8867E

30

0.20

0～250/260

112-8837

112-8837E

ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

112-8837LTM

www.agilent.com/chem/GC:jp405

Agilent J&W GC カラム

CP-Sil 88•位置異性体および幾何異性体に対する高い選択性•高純度シアノプロピル液相•非化学結合型の高極性カラム
相当品 :SP-2560、SP-2340、SP-2330、BPX-70、BPX-90

CP-Sil 88
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

25

0.20

50～225/240

CP617250

0.20

50～225/240

CP617325

0.20

50～225/240

CP617450

0.20

50～225/240

CP61750.32

ヒントとテクニック
GC のトラブルシューティングや GC カラムの取り付けに関するポスター (英語版)は、
www.agilent.com/chem/GCposteroffer からご請求くだ
さい。

406

Agilent J&W GC カラム

Select FAME•FAME のシス/トランス分離用 (特に C18 異性体)に最適•FAME 異性体を優れたピーク形状で分離 -特に 1つの成分が高濃度で存在する場合•化学結合・架橋タイプ•低ブリード•高い効率と処理能力•C18:1 異性体の詳細分析に使用可能な最大 200m のカラム長さ

Select FAME
内径 (mm)

長さ (m)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

5 インチ

0.25

50

275/290

CP7419CP7419I5100

275/290

CP7420200275/290

CP7421

ケージ

CP-Sil 88 for FAME•FAME シス/トランス異性体の分析用に最適化•高極性の固定相による効率と生産性の向上•C6～C26 の FAME の分離に使用

CP-Sil 88 for FAME
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

50

0.20

225/240

CP748860

0.20

225/240

CP7487100

0.20

225/240

CP7489www.agilent.com/chem/GC:jp407

Agilent J&W GC カラム

CP-Wax 57 CB•独自の高極性化学結合型ワックスカラム•ワインやビール中のアルコール分析に最適•優れた不活性度によりアルコールとグリコールで優れたピーク形状を実現•0.15mm の内径は、速度を大幅に向上
相当品 :SUPELCOWAX 10、SUPEROX II、CB-WAX、Stabilwax、BP-20、007-CW、Carbowax、
Rtx-WAX、ZB-WAX

CP-Wax 57 CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.15

30

0.12

20～200/225

CP97721

0.25

25

0.20

20～200/225

CP9771350

0.20

20～200/225

CP9772360

0.40

20～200/225

CP812025

0.20

20～200/225

CP97743

1.20

20～200/225

CP977630.20

20～200/225

CP97753

0.32

50
0.53

1.20

20～200/225

CP9777325

1.00

20～200/225

CP9763825

2.00

20～200/225

CP97658

5 インチ
ケージ

CP97723I5

CP97753I5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

CP-Carbowax 400 for Volatiles in Alcohol• アルコール飲料中の揮発性化合物の分離に最適• 高い分離能でアミルアルコールを分析することにより正確な品質管理を実現• 高い効率• 特殊なテストにより性能とカラム間再現性を確保

CP-Carbowax 400 for Volatiles in Alcohol408

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.32

50

0.20

60/80

CP7527

Agilent J&W GC カラム

CP-Wax 57 CB for Glycols and Alcohols•グリコール、ジオール、およびアルコールの分析用に最適化•独自の高極性ワックス相•良好なピーク形状を提供•架橋・化学結合タイプ。堅牢性と長寿命を実現

CP-Wax 57 CB for Glycols and Alcohols
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

25

0.20

200/200

CP7615

0.53

25

0.50

225/250CP7617

CP-TAP CB for Triglycerides•トリグリセリドの詳細な分析用に設計•完全なトリグリセリドパターンを 16分未満で分離•炭素数と不飽和度に基づく分離•安定した相による低ブリードと長いカラム寿命の実現•フューズドシリカと UltiMetal の 2種類

CP-TAP CB for Triglycerides
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

25

0.10

350/360

CP7483

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

25

0.10

355/370

CP7463CP-TAP CB for Triglycerides UltiMetal

www.agilent.com/chem/GC:jp409

Agilent J&W GC カラム

CP-FFAP CB•C1～C26 の遊離脂肪酸や香料分析に最適•誘導体化を必要とせず、一度に C2～C24 の脂肪酸を分析•遊離脂肪酸の分析に最適•水や溶媒に対する高い耐久性

CP-FFAP CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.15

25

0.25

250/275

CP7686

0.32

25

0.30

250/275

CP7485

0.53

25

1.00

250/275

CP74865 インチ
ケージ
CP7485I5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

Si

O

O

Si O

O
O

O
O

O

O
O

O

O

O

• キラル独特の誘導体化を必要とせずにキラルを分離

O
O

O
O

O

O

O

O

O

•DB-1701中の 30%ヘプタキス (2,3-ジ-O-メチル-6-O-t-ブチルジメチルシリル)-β-シクロデキストリン

O O

O
O
Si O

CycloSil-B

Si
O

O
O
Si

CycloSil-B の構造• 多くのキラル分離を向上させる新しい固定相• 多くのキラル γ-ラクトンやテルペンに理想的

O

O

O
Si

O

O
Si

注 : CycloSil-B GC カラムは結合も架橋もされていないため、溶媒洗浄はお勧めしません。
相当品 :LIPODEX C、Rt-β DEXm、β-DEX 110、β-DEX 120

CycloSil-B
内径 (mm)

410

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

7890/6890
LTM II モジュール

0.25

30

0.25

35～260/280

112-6632

112-6632LTM

0.32

30

0.25

35～260/280

113-6632

113-6632LTM

Agilent J&W GC カラム

Cyclodex-B•DB-1701中の 10.5%ベータシクロデキストリン•キラル独特の誘導体化を必要とせずにキラルを分離•広範囲な分離能力•優れたピーク形状
注 : Cyclodex-B GC カラムは結合も架橋もされていないため、溶媒洗浄はお勧めしません。
相当品 :LIPODEX C、Rt-β DEXm、β-DEX 110、β-DEX 120

Cyclodex-B
7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

50～230/250

112-2532

112-2532E 112-2532LTM

50～230/250

112-2562

50～230/250

113-2532

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

0.25

30

0.25

60

0.25

30

0.25

0.32

7890/6890
LTM II モジュール

113-2532E

HP-Chiral β•β-シクロデキストリンの (35%-フェニル)-メチルポリシロキサン溶液•キラル独特の誘導体化を必要とせずにキラルを分離•フェニル基のポリマーにより低ブリードで、窒素系検出器に干渉しない•10%と 20%の 2種類の濃度の β-シクロデキストリン•最初のスクリーニングには 20%β-シクロデキストリンが最適
相当品 :LIPODEX C、Rt-β DEXm、β-DEX 110、β-DEX 120

HP-Chiral β
長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

30

0.25

30～240/250

19091G-B133

0.25

30

0.25

30～240/250

19091G-B233

0.32

30

0.25

30～240/250

19091G-B213

内径 (mm)5 インチ
ケージ

HP-Chiral 10ß

0.25
HP-Chiral 20ß

19091G-B233E

www.agilent.com/chem/GC:jp411

Agilent J&W GC カラム

CP-Chirasil Val• アミノ酸などの光学活性の分離用に設計•D と L 両方の光学異性体に使用可能な万能型カラム• 安定化されたキラル相、50%を超える架橋構造のため長寿命• アミノ酸の光学異性体で品質検査を実施• 低ブリード
注 : L 体用の CP-Chirasil Val では、L 体のアミノ酸の保持が強まり、D 体のアミノ酸が先に溶出します。一方、D 体用の CP-Chirasil Val では、D 体のアミノ酸の保持が強まり、L 体のアミノ酸が先に溶出します。このカラムは、このような化合物の光学純度を測定する場合に最適です。含有量の少ない光学異性体が含有量の多い異性体よりも早く溶出するタイプのカラムを選択することで、低い検出レベルが得られます。

CP-Chirasil Val
品名

内径 (mm) 長さ (m)

膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

Antipode D

0.25

25

0.08

200/200

CP7494

Antipode L

0.25

25

0.12

200/200

CP74955 インチ
ケージ

CP7495I5

CP-Chirasil-Dex CB•ジメチルポリシロキサンにシクロデキストリンを結合させることで、光学異性体を安定的に分離•幅広いアプリケーションで光学異性体に対して高い分離能•化学結合相による長い寿命•誘導体化は不要•低い溶出温度でも極性化合物を分離•多様な注入方法に適合相当品 :LIPODEX C、Rt-β DEXm、β-DEX 110、β-DEX 120

CP-Chirasil-Dex CB412

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0.25

25

0.25

200/200

CP7502CP7502I5

0.32

25

0.25

200/200

CP7503

Agilent J&W GC カラム

CP-Cyclodextrin-β-2,3,6-M-19•特有の選択性で光学異性体と位置異性体を分離•高い効率により幅広いアプリケーションに対応•o-、m-、および p-キシレンを分離•誘導体化されていない極性化合物でも優れたピーク形状を実現

CP-Cyclodextrin-β-2,3,6-M-19
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0.25

25

0.25

225/250

CP7500CP7500I550

0.25

225/250

CP7501

ヒントとテクニック
Agilent CrossLab GC 消耗品は、バリアン (現ブルカー)、パーキンエルマー、島津製作所、
サーモサイエンティフィックの GC システムなど、他メーカーの装置にフィットする、
高性能消耗品です。詳しくは、www.agilent.com/chem/CrossLab:jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp413

Agilent J&W GC カラム

ライフサイエンス用カラム
ヒントとテクニック
適切に接続を行うためのヒントとコツ• 酸素検出器用のグラファイト/ポリイ
ミドフェラルおよびアジレントのセ
ルフタイトカラムナットや、流路を最大限に不活性化するためのUltiMetal Plus フレキシブルメタル
フェラルなど、アプリケーションに適したフェラルとナットを使用することが重要です。

• 柔らかいフェラルがフィッティング
内に押し出され、流路に汚染や活性点が生じないように、フィッティン
グは締めすぎないでください。

• カラムは適切で一貫性のある高さに設置してください。これは、正確で再現性のある結果を得るために重要です。

• 高コストのアップグレードやアダプ
タなしで高気密の接続を実現するアジレントのセルフタイトカラムナッ
トを使用すると、MS インタフェー
スのリークを軽減し、回避することができます。

ライフサイエンスの分野では、サンプルの複雑なマトリックス、低レベル検出の必要性、多くのサンプルが持つ化学的な活性など、分析上の困難な課題が存在します。この課題を克服するため、アジレントは乱用薬物用に設計されたカラムを提供しています。

DB-ALC1、DB-ALC2• 信頼性の高い血中アルコール分析• 米国での血中アルコール分析用に最適化された 1 次カラムと確認用カラム• DB-ALC1 および DB-ALC2 カラムは、通常はセットで使用。アジレントのウルトライナート汎用プ
レスフィット Y-スプリッタ (5190-6980)、または UltiMetal Plus ティ、イナート (G3184-60065) を使用すると容易に接続可能• 高速 GC 分析• 主要エタノール/アセトンピークの分離能力の向上• 内径 0.32 mm および 0.53 mm を用意• 化学結合・架橋タイプ
Rtx-BAC1、Rtx-BAC2、ZB-BAC-1、ZB-BAC-2

相当品 :DB-ALC1、DB-ALC2

GC、GC/MS でカラムを適切に接続する

内径 (mm)方法を説明したビデオをホームページ
で公開しています。

DB-ALC1

www.agilent.com/chem/jp

7 インチ
ケージ

5 インチ

長さ (m)

膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

0.32

30

1.80

20～260/280

123-9134

0.53

30

3.00

20～260/280

125-9134

125-9134E

0.32

30

1.20

20～260/280

123-9234

123-9234E

0.53

30

2.00

20～260/280

125-9234ケージ

123-9134LTM

DB-ALC2414

7890/6890
LTM II モジュール

Agilent J&W GC カラム

VF-DA• 乱用薬物の確認試験用カラム• 微量分析に対応する高い回収率とメタノールの直接注入に対する耐性• 超低ブリード

VF-DA
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.20

12

(非公開)

-60～325/350

CP8964DB-5ms EVDX
• 乱用薬物同定専用試験済み• 薬物試験ミックス : カフェイン、グルテチミド、リドカイン、フェノバルビタール、EDDP、
メタカロン、コカイン、デシプラミン、カルバマゼピン• DB-5ms-EVDX は (5 %-フェニル)-メチルポリシロキサンと同等• 安定した保持力とピーク形状• GC/MS 分析に適した低ブリード• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能DB-5ms EVDX
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.20

25

0.33

-60～325/350

128-8522

www.agilent.com/chem/GC:jp415

Agilent J&W GC カラム

DB-Select 624 ウルトライナート <467>• USP メソッド <467> による医薬品残留溶媒分析用に最適化された設計• 超不活性で低ブリード• USP で規制される化合物の分離。ベンゼンと 1,2-ジクロロエタンも分離• VF-624ms と同一の選択性 - メソッドの変更なしでアップグレード• 性能を確保する不活性テストを実施

DB-Select 624 ウルトライナート <467>
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

30

1.40

40～260/260

122-0334UI

60

1.40

40～260/260

122-0364UI

0.32
0.53

30

1.80

40～260/260

123-0334UI

60

1.80

40～260/260

123-0364UI

30

3.00

40～260/260

125-0334UI

HP-Fast 残留溶媒
• USP Phase G43に相当• 膜厚を薄くしたことにより、標準膜厚に比べ分析時間を半分以下に短縮し、最小検出下限 (MDL)を 2 倍向上• 化学結合・架橋タイプ
PE-624、007-624、007-502、 ZB-624

相当品 :HP-Fast 残留溶媒
内径 (mm) 長さ (m) 膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

0.53

416

30

1.00

-20～260/260

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

19095V-420 19095V-420E

7890/6890
LTM II モジュール
19095V-420LTM

Agilent J&W GC カラム

金属カラム
DB-ProSteel および UltiMetal カラムは、ステンレスの堅牢性と高度な表面不活性処理により優れたピーク形状を提供します。
• 擬似蒸留などの高温分析用• 幅広い固定相と構成を提供• 可搬型およびプロセス GC アプリケーションに最適• MXT/Silco スチールカラムの代替品

金属カラム
固定相

内径 (mm) 長さ (m)

膜厚 (µm)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

擬似蒸留/高温分析

DB-HT Sim Dis

0.53

5

0.10

145-1009

0.15

145-1001

DB-PS2887

0.53

10

3.00

145-2814

CP-SimDist UltiMetal

0.53

5

0.09

CP7569CP7569I5

0.17CP7532CP7532I5

0.88

CP757010VF-5ht UltiMetal

2.65

CP75710.06

CP65400.17CP75420.53CP75920.88CP7512

1.20

CP75622.65

CP75825.00

CP757220

0.11CP759325

0.06

CP6550

0.25

15

0.10

CP9090

0.32

15

0.10

CP9094

0.25

30

0.10

CP9092

0.32

30

0.10

CP9096

CP9094I5(続く)

www.agilent.com/chem/GC:jp417

Agilent J&W GC カラム

金属カラム
固定相

内径 (mm) 長さ (m) 膜厚 (µm)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

擬似蒸留/高温分析

VF-5ht UltiMetal、
リテンションギャップ UltiMetal 付き

0.25

15

0.10

CP9091

0.32

15

0.10

CP9095

0.25

30

0.10

CP9093

0.32

30

0.10

CP9097

DB-PS1

0.53

15

0.15

145-101130

1.50

145-1032

CP-Sil 5 CB

0.53

10

2.00

CP71505.00

CP66660.50

CP71351.00

CP71302.00

CP71605.00

CP66701.00

CP71402.00

CP7170

標準相および PEG

25

50

5.00

CP66710.10

145-1009

0.15

145-1001

DB-HT Sim Dis

0.53

5

DB-PS2887

0.53

10

3.00

145-2814

CP-SimDist UltiMetal、6 個

0.53

5

0.09

CP67569

CP-SimDist UltiMetal

0.53

5

0.09

CP75690.17CP75320.88CP75702.65CP75710.06

CP65400.17CP75420.53CP75920.88CP7512

1.20

CP75622.65

CP75825.00

CP757220

0.11CP759325

0.06

CP6550

10

(続く)

418

Agilent J&W GC カラム

金属カラム
固定相

内径 (mm) 長さ (m)

膜厚 (µm)

0.53

25

5.00

50

0.50

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

標準相および PEG

CP-Sil 8 CB UltiMetal

CP6680CP7196
CP6681CP-Sil 13 CB UltiMetal

0.53

25

1.00

CP7141

DB-PSWAX

0.53

30

1.00

145-7032

CP-Wax 52 CB UltiMetal

0.53

10

1.00

CP714825

2.00

CP717850

1.00

CP71682.00

CP7179PLOT カラム

PoraPLOT Q UltiMetal

0.53

10

20.00

CP695325

20.00

CP695410.00

CP6918CP-Al2O3/KCl UltiMetal

0.53

50

CP-Al2O3/Na2SO4 UltiMetal

0.53

50

10.00

CP6968CP-Molsieve 5Å UltiMetal

0.53

10

50.00

CP693725

50.00

CP693830

3.00

145-1334

CP6938I5

Select アプリケーションカラム

DB-PS624

0.53

CP-Sil PAH CB UltiMetal

0.25

25

0.12

CP7440CP-TAP CB

0.25

25

0.10

CP7463

Select Biodiesel

0.32

10

0.10

CP907615

0.10CP9078

リテンションギャップ付き

Select Biodiesel

0.32

10

0.10

CP907715

0.10CP9079www.agilent.com/chem/GC:jp419

Agilent J&W GC カラム

PLOT カラム
PLOT カラムは、室温でガス状である化合物を分離するのに最適です。アジレントは、永久ガス、
低分子量の炭化水素異性体、および硫黄ガスや水素化物などの揮発性極性化合物や反応性化合物を分析するための PLOT カラムを幅広く取り揃えています。アジレントの PLOT カラムは内径 0.25～
0.53 mm で、さまざまな検出器やシステムの要件に対して簡単に選択できます。GC/MS システム用には、完全に結合されて固定化された固定相をもつ小内径カラムを多種類提供しています。そのため、不純物の生成による検出器の汚染を防止できます。
EZ-GRIP とFactorFour カラム

PLOT PT
Agilent J&W PLOT PT カラムは、固定相の粒子の剥離を抑え、ラボの分析能力を向上させます。PLOT
カラムには、固定相の粒子が剥離し、下流に流れ出てトラブルを引き起こすことがありました。
しかし、アジレント独自のパーティクルトラップ一体型技術を用いた PLOT PT カラム を用いると、個別のトラップの接続といった手間の掛かる操作は不要です。操作は簡単で、リークの恐れはありません。両端にパーティクルトラップ技術を組み込んだ PLOT PT GC カラムにより、ダウンタイ
ムが短縮されます。さらに、PLOT PT では GC/MS を詳細な定性および定量分析に使用できます。また、デュアルエンド粒子トラップにより PLOT PT カラムをバックフラッシュアプリケーションにも使用できます。GC または GC/MS システムをこのようなレベルで安心して使用できる PLOT カラム
は他にありません。

Agilent J&W PLOT PT カラムには、多孔質ポリマー Q および U、酸化アルミナおよび Molesieve 固定相が用意されています。

粒子トラップPLOT 相粒子トラップ420

Agilent J&W GC カラム

PLOT PT – パーティクルトラップ一体型 PLOT カラム
固定相

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

部品番号

PoraBOND Q PT

0.25

10

3.00

-100～300/300

CP7348PT

PoraBOND Q PT

0.32

25

5.00

-100～300/300

CP7351PT

PoraBOND Q PT

0.32

50

5.00

-100～300/300

CP7352PT

PoraBOND Q PT

0.53

10

10.00

-100～300/300

CP7353PT

PoraBOND Q PT

0.53

25

10.00

-100～300/300

CP7354PT

PoraPLOT Q PT

0.32

10

10.00

-100～250/250

CP7550PT

PoraPLOT Q PT

0.32

25

10.00

-100～250/250

CP7551PT

PoraPLOT Q PT

0.53

25

20.00

-100～250/250

CP7554PT

PoraPLOT Q-HT PT

0.32

5

10.00

-100～290/290

CP7557PT

HP-PLOT Q PT

0.32

15

20.00

-60～270/290

19091P-QO3PT

HP-PLOT Q PT

0.32

30

20.00

-60～270/290

19091P-QO4PT

HP-PLOT Q PT

0.53

15

40.00

-60～270/290

19095P-QO3PT

HP-PLOT Q PT

0.53

30

40.00

-60～270/290

19095P-QO4PT

GS-Q PT

0.53

30-60～250

115-3432PT

PoraPLOT U PT

0.53

25

20.00

-100～190/190

CP7584PT

HP-PLOT U PT

0.53

30

20.00

-60～19019095P-UO4PT

HP-PLOT Al2O3 KCl PT

0.32

50

8.00

-60～200

19091P-K15PT

HP-PLOT Al2O3 KCl PT

0.53

30

15.00

-60～200

19095P-K23PT

HP-PLOT Al2O3 KCl PT

0.53

50

15.00

-60～200

19095P-K25PT

PoraPLOT U PT

0.53

25

20.00

-100～190/190

CP7584PT

CP-Al2O3/KCl PT

0.32

50

5.00

-100～200/200

CP7515PT

CP-Al2O3/KCl PT

0.53

25

10.00

-100～200/200

CP7517PT

CP-Al2O3/KCl PT

0.53

50

10.00

-100～200/200

CP7518PT

CP-Al2O3/Na2SO4 PT

0.32

50

5.00

-100～200/200

CP7565PT

CP-Al2O3/Na2SO4 PT

0.53

50

10.00

-100～200/200

CP7568PT

HP-PLOT Al2O3 S PT

0.32

25

8.00

-60～200

19091P-S12PT

HP-PLOT Al2O3 S PT

0.32

50

8.00

-60～200

19091P-S15PT

HP-PLOT Al2O3 S PT

0.53

30

15.00

-60～200

19095P-S23PT

15.00

HP-PLOT Al2O3 S PT

0.53

50

GS-Alumina PT

0.53

30

GS-Alumina PT

0.53

50

HP-PLOT Al2O3 M PT

0.53

50

15.00

-60～200

19095P-S25PT-60～200

115-3532PT-60～200

115-3552PT-60～200

19095P-M25PT

CP-Molsieve 5A PT

0.32

30

10.00

-200～300

CP7534PT

CP-Molsieve 5A PT

0.32

25

30.00

-200～300

CP7536PT

CP-Molsieve 5A PT

0.53

25

50.00

-200～300

CP7538PT

CP-Molsieve 5A PT

0.53

50

50.00

-200～300

CP7539PT

www.agilent.com/chem/GC:jp421

Agilent J&W GC カラム

PoraBOND Q• 揮発性有機溶媒や炭化水素の分析結果の信頼性を向上する化学結合型 PLOT カラム• 幅広いアプリケーションに対応• 上限温度 300/320 °C• 高い安定性を実現する設計で、水分含有試料の繰り返し分析にも対応• 独自の製造技術により得られた、触媒活性のない純粋な多孔質ポリマにより、化合物を分解させずに 320 °C まで使用可能• 結合技術により粒子の剥離が大幅に削減されたため、粒子トラップは不要
相当品 :Rt-Q BOND、Rt-QPLOT、SupelQ PLOT

PoraBOND Q
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

10

3.00

-100～300/300

CP734725

3.00-100～300/320

CP7348

0.32

0.53

422

5 インチ
ケージ

PLOT PT
CP7348PT

10

5.00-100～300/320

CP7350CP7350I525

5.00-100～300/320

CP7351

CP7351I5

CP7351PT50

5.00-100～300/320

CP7352

CP7352I5

CP7352PT

10

10.00

-100～300/320

CP7353

CP7353I5

CP7353PT

25

10.00

-100～300/320

CP7354

CP7354I5

CP7354PT

50

10.00

-100～300/320

CP7355

Agilent J&W GC カラム

PoraBOND U• 上限温度 300 °C の高い安定性を持つ極性結合多孔質ポリマ• 低ブリードにより低い検出下限と高速な安定化を実現• 長い寿命の化学結合型 PLOT カラム• 圧力プログラムやバルブ切り替えを使用するメソッドに理想的相当品 :Rt-U-BOND

PoraBOND U
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.32

25

7.00

-100～300/300

CP7381www.agilent.com/chem/GC:jp423

Agilent J&W GC カラム

PoraPLOT Q、PoraPLOT Q-HT
• 極性および無極性の幅広い揮発性化合物を分析するカラムスイッチングシステムに推奨• 水をシャープなピークで溶出することで定量を可能に• 対象化合物の保持能力はサンプル中の水の影響を受けない• 長期安定性により繰り返し精度の高いリテンションタイムを実現• フューズドシリカと UltiMetal の 2 種類
相当品 :Rt-Q BOND、Rt-QPLOT、SupelQ PLOT

PoraPLOT Q
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

10

8.00

-100～250/250

CP754825

8.00-100～250/250

CP75491010.00-100～250/250

25

10.00

50

10.00

10
25
50

0.32

0.53

5 インチ
ケージ

PLOT PT

CP7550CP7550I5

CP7550PT-100～250/250

CP7551

CP7551I5

CP7551PT-100～250/250

CP755220.00-100～250/250

CP755320.00-100～250/250

CP7554CP7554I5

CP7554PT

20.00-100～250/250

CP7555

PoraPLOT Q UltiMetal
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.53

10

20.00

-100～250/250

CP695325

20.00-100～250/250

CP6954

PoraPLOT Q-HT
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.32

10

10.00

-100～290/290

CP755625

10.00-100～290/290

CP75571020.00-100～290/290

CP755825

20.00-100～290/290

CP75590.53

424

PLOT PT
CP7557PT

Agilent J&W GC カラム

HP-PLOT Q• 結合ポリスチレン-ジビニルベンゼン系カラム• Porapak-Q と Porapak-N の中間的な極性• C1～C3 の異性体と C12 までのアルカン、CO2、メタン、空気/CO、酸化化合物、硫黄化合物、有機溶媒などに最適なカラム• パックドカラムの代替品となる PLOT カラム• エタンとエチレン、およびエチン (アセチレン) を分離• 伝統的なパックドカラムよりも短時間に高分離• 最小コンディショニング所要時間 : 1 時間
• 耐久性に優れる推奨の「Q」カラム
相当品 :Rt-QPLOT、SupelQ PLOT

HP-PLOT Q
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

5 インチ

0.32

15

20.00

-60～270/290

19091P-QO3

30

20.00

-60～270/290

19091P-QO4

19091P-QO4E

19091P-QO4LTM

19091P-QO4PT

0.53

15

40.00

-60～270/290

19095P-QO3

19095P-QO3E

19095P-QO3LTM

19095P-QO3PT

30

40.00

-60～270/290

19095P-QO4

19095P-QO4E

19095P-QO4LTM

19095P-QO4PT

ケージ

www.agilent.com/chem/GC:jp7890/6890
LTM II モジュール

PLOT PT

19091P-QO3LTM

19091P-QO3PT

425

Agilent J&W GC カラム

GS-Q• 多孔質ジビニルベンゼンホモポリマー• Porapak-Q と Porapak-N の中間的な極性• エタンとエチレン、およびエチン (アセチレン) を分離• 極性化合物の定量には不適• 最小コンディショニング所要時間 : 1 時間
Rt-QPLOT、SupelQ PLOT

相当品 :

GS-Q
内径 (mm) 長さ (m) 温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

5 インチ

-60～250/250

113-3432

113-3432E

0.32
0.53

30
10

-60～250/250

115-34H2

15-60～250/250

115-341225-60～250/250

115-342230-60～250/250

115-3432

ヒントとテクニック
最新の GC カラムにフォーカスしたアプリケーション、製品、および教育リソースについては、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

426

ケージ

115-3432E

PLOT PT

7890/6890
LTM II モジュール
113-3432LTM

115-3432PT

Agilent J&W GC カラム

PoraPLOT U、PoraPLOT S• ハロゲン化合物、C1～C6 の炭化水素、ケトン、有機溶媒に理想的な、最も極性の高い多孔質
ポリマ PLOT カラム• 極性および無極性の揮発性化合物で優れたピーク形状• 水はリテンションタイムに影響を与えず、定量可能なシャープなピークとして溶出• 信頼性の高いリテンションタイムの繰り返し精度

PoraPLOT U
相当品 :Rt-U-BOND

PoraPLOT U
7 インチ

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

0.25

25

8.00

-100～190/190

CP7579

0.32
0.53

ケージ

PLOT PT

10

10.00-100～190/190

CP758025

10.00-100～190/190

CP758110

20.00-100～190/190

CP758325

20.00-100～190/190

CP7584

CP7584PT

PoraPLOT S• 炭化水素およびケトン用のジビニルベンゼン/ビニルピリジンポリマ• 炭化水素やケトンなど、中極性の揮発性化合物の分析に理想的• PoraPLOT U よりも高い温度上限
相当品 :Rt-S-BOND、MXT-SBOND

PoraPLOT S
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.53

25

20.00

-100～250/250

CP7574www.agilent.com/chem/GC:jp427

Agilent J&W GC カラム

HP-PLOT U• 結合ジビニルベンゼン/ジメタクリル酸エチレングリコール• HP-PLOT Q よりも高極性• C1～C7 炭化水素、CO2、メタン、空気/CO、水、酸素化合物、アミン、溶媒、アルコール、ケトン、アルデヒドなどに適したカラム• 伝統的なパックドカラムよりも短時間に高分離相
相当品 :RTU PLOT

HP-PLOT U
7 インチ

5 インチ

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

ケージ

ケージ

0.32

30

10.00

-60～190/190

19091P-UO4

19091P-UO4E

0.53

15

20.00

-60～190/190

19095P-UO3

30

20.00

-60～190/190

19095P-UO4

19095P-UO4E

PLOT PT

7890/6890
LTM II モジュール
19091P-UO4LTM

19095P-UO4PT

19095P-UO4LTM

HP-PLOT Al2O3 KCl• 最も極性の低いアルミナ相• KCl で不活性化した酸化アルミ• 軽質炭化水素 (C1 から C8 炭化水素異性体) の分析に最適な標準カラム• オレフィンの保持が相当するパラフィンに比べて低い• ジエンの正確な定量分析に優れ、特にプロパジエンとブタジエンをエチレンとプロピレンの流れから分離• 多くの ASTM メソッドに推奨• KCl 不活性化処理済みアルミナに好適相当品 :Rt-Alumina PLOT、Alumina PLOT、Al2O3/KCl、AB-PLOT Al2O3 KCl、AT-Alumina

HP-PLOT Al2O3 KCl
内径 (mm)

428

7 インチ
ケージ

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

0.25

30

5.00

-60～200/200

19091P-K33

0.32

50

8.00

-60～200/200

19091P-K15

0.53

30

15.00

-60～200/200

19095P-K23

50

15.00

-60～200/200

19095P-K25

5 インチ
ケージ

PLOT PT

19091P-K15E

19091P-K15PT

7890/6890
LTM II モジュール
19091P-K33LTM

19095P-K23PT
19095P-K25E

19095P-K25PT

19095P-K23LTM

Agilent J&W GC カラム

GS-Alumina KCl• 最も低い極性のアルミナ相• KCl で不活性化した酸化アルミ• 低級炭化水素分析に好適• プロパジエンとブタジエンを、エチレンとプロピレンの流れから良好に分離相当品 :Al2O3/KCl、Al2O3/Na2SO4、Rt-Alumina PLOT、Alumina PLOT、AB-PLOT Al2O3 KCl、
AT-Alumina

GS-Alumina KCl
7 インチ

内径 (mm)

長さ (m)

温度限界 (°C)

0.53

30

-60～200/200

115-333250-60～200/200

115-3352

ケージ

5 インチ
ケージ

PLOT PT

115-3352E

115-3352PT

www.agilent.com/chem/GC:jp429

Agilent J&W GC カラム

CP-Al2O3/KCl、CP-Al2O3/Na2SO4• 酸化アルミナを吸着剤に用いた PLOT カラムは、ppm レベルの C1～C5 炭化水素を分離する際に高い選択性を実現• 大容量の厚膜カラム• 室温以下への冷却は不要• 2 つの極性から選択でき、幅広いアプリケーションに対応• フューズドシリカと UltiMetal の 2 種類

KCl または Na2SO4 で不活性化することによる違い
注 : 酸化アルミナ PLOT カラムは、塩化カリウムまたは硫酸ナトリウム処理を使用して不活性処理
されているため、最大 200 °C までの再現性と安定した不活性化を実現します。塩化カリウムで不活性化を行うと酸化アルミナの表面は無極性な状態となり、硫酸ナトリウムで不活性化を行うと高極性な状態となります。エチレンやアセチレンのような不飽和炭化水素に対しては、 CPAl2O3/Na2SO4 の方が保持が強くなります。
相当品 :Al2O3/KCl、Rt-Alumina PLOT、Alumina PLOT、RT-Alumina BOND/KCl、Alumina
chloride PLOT、AB-PLOT Al2O3 KCl

CP-Al2O3/KCl
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

25

4.00

-100～200/200

CP757650

4.00-100～200/200

CP757710

5.00-100～200/200

CP751125

5.00-100～200/200

CP751950

5.00-100～200/200

CP751525

10.00-100～200/200

CP7517CP7517PT

50

10.00

-100～200/200

CP7518CP7518PT

0.32

0.53

430

5 インチ
ケージ

PLOT PT

CP7515I5

CP7515PT

Agilent J&W GC カラム

CP-Al2O3/KCl UltiMetal
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.53

50

10.00

-100～200/200

CP6918相当品 :Al2O3/Na2SO4、Rt-Alumina PLOT、Alumina PLOT、Rt-Alumina BOND/Na2SO4、MXT-AluminaBOND/Na2SO4、Alumina sulfate PLOT

CP-Al2O3/Na2SO4
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

25

4.00

-100～200/200

CP758650

4.00-100～200/200

CP7587

0.32

50

5.00

-100～200/200

CP7565

0.53

25

10.00

-100～200/200

CP756750

10.00-100～200/200

CP75685 インチ
ケージ

PLOT PT

CP7565I5

CP7565PT
CP7568PT

CP-Al2O3/Na2SO4 UltiMetal
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.53

50

10.00

-100～200/200

CP6968www.agilent.com/chem/GC:jp431

Agilent J&W GC カラム

HP-PLOT Al2O3 S• 中極性のアルミナ相• 硫化ナトリウムで不活性化• 軽質炭化水素 (C1 から C8 炭化水素異性体) の分析に優れた汎用カラム• ブタンからアセチレン、イソブタンからプロピレンの分離に最適
相当品 :Al2O3/Na2SO4、Rt-Alumina PLOT、Alumina PLOT、Rt-Alumina BOND/Na2SO4、MXT-AluminaBOND/Na2SO4、Alumina sulfate PLOT、AT-Alumina

HP-PLOT Al2O3 S
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

30

5.00

-60～200/200

19091P-S33

0.32
0.53

432

25

8.00

-60～200/200

19091P-S12

50

8.00

-60～200/200

19091P-S15

15

15.00

-60～200/200

19095P-S21

30

15.00

-60～200/200

19095P-S23

50

15.00

-60～200/200

19095P-S25

5 インチ
ケージ

PLOT PT

7890/6890
LTM II モジュール

19091P-S12PT

19091P-S12LTM

19091P-S15E

19091P-S15PT
19095P-S23PT

19095P-S25E

19095P-S25PT

Agilent J&W GC カラム

GS-Alumina• 最も極性の高いアルミナ相• 特殊な不活性化• C1～C8 炭化水素異性体の軽質炭化水素分析に好適な汎用カラム• C1～C4 の飽和および不飽和炭化水素を分離• プロピレンからシクロプロパンの分離に最適• パックドカラムの同等品に比べ高速で効率的かつ高感度• 最小限のコンディショニング• 再生性があるので硫化ナトリウムアルミナの代替に推奨
注 : アルミナカラムは水と CO2 を吸着する傾向があるため、リテンションタイムが徐々に変化します。アジレントでは、迅速な再生を可能にする、独自の高度な不活性処理プロセスを使用しています。水を完全に吸着した GS-Alumina カラムは、200 °C、7 時間以内で再生します。
相当品 :Al2O3/KCl、Al2O3/Na2SO4、Rt-Alumina PLOT、Alumina PLOT、AB-PLOT Al2O3 KCl、
AT-Alumina

GS-Alumina
内径 (mm)

長さ (m)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

PLOT PT

0.53

30-60～200/200

115-3532

115-3532PT

50-60～200/200

115-3552

115-3552PT

www.agilent.com/chem/GC:jp433

Agilent J&W GC カラム

HP-PLOT Al2O3 M• 最も極性の高いアルミナ相 (GS-Alumina と類似)
• 特殊な不活性化を施した酸化アルミ• 軽質炭化水素 C1 から C8 炭化水素異性体) の分析に優れた汎用カラム• ブタンからアセチレン、イソブタンからプロピレンの分離に好適
AB-PLOT Al2O3 M、BGB-PLOT Al2O3 M、AT-Alumina

相当品 :HP-PLOT Al2O3 M
内径 (mm) 長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

5 インチ
19091P-M15E

0.32

50

8.00

-60～200/200

19091P-M15

0.53

30

15.00

-60～200/200

19095P-M23

50

15.00

-60～200/200

19095P-M25

ケージ

PLOT PT

19095P-M25PT

GS-GasPro• 独自の結合シリカ PLOT カラム技術• 軽質炭化水素と硫黄ガス分析に最適• 水に影響されない保持安定性• １つのカラムで CO と CO2 を分離• GC/MS に理想的な PLOT カラム - 粒子を生成しない

GS-GasPro

434

内径 (mm)

長さ (m)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.32

5

-80～260/300

113-430215-80～260/300

113-431230-80～260/300

113-433260-80～260/300

113-4362

Agilent J&W GC カラム

CP-SilicaPLOT• リテンションタイムに対する水の影響なし• ppm レベルの CO2 と硫化ガスを分離• シクロプロパンとプロピレンを分離• エチレン、フレオン、炭化水素、プロピレン、および硫黄化合物中の COS など幅広いアプリ
ケーションに適合• 水の存在下で C1～C4 異性体に対する高い感度• サンプルに水が含まれる場合でも、リテンションタイムやピーク形状に対する影響なし• 表面の不活性処理により、ペンタジエンやフレオンの分解なし

CP-SilicaPLOT
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

30

3.00

-80～225/225

CP8564

0.32

0.53

15

4.00

-80～225/225

CP856630

4.00-80～225/225

CP856760

4.00-80～225/225

CP856830

6.00-80～225/225

CP857060

6.00-80～225/225

CP85715 インチ
ケージ

CP8570I5

ヒントとテクニック
アジレントの GC 消耗品を使用することにより、最高の性能と最大の生産性を確保できます。
詳しくは、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC

435

Agilent J&W GC カラム

CarboBOND、CarboPLOT P7• ASTM D2505 に準拠したカラム• 化学結合型で粒子トラップ不要 (CarboBOND)• 一酸化炭素を効率よく分析 (CarboPLOT P7)

CarboBOND
CarboBOND
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.53

25

5.00

-100～200/300

CP7371

10.00-100～200/300

CP73745.00-100～200/300

CP737210.00-100～200/300

CP737550

CarboPLOT P7
CarboPLOT P7436

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.53

10

25.00

-200～115/115

CP751325

25.00-200～115/115

CP7514

Agilent J&W GC カラム

GS-CarbonPLOT• 高い安定性を持つ化学結合型カーボン層の固定相• 無機および有機ガスに対する独自の選択性• 温度上限を 360 °C まで向上
• GC/MS に理想的 - 粒子の生成なし• 水による影響を受けない保持の安定性
相当品 :Carbopack、CLOT、Carboxen-1006 PLOT

GS-CarbonPLOT
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.32

15

1.50

0～360/360

113-311230

1.50

0～360/360

113-3132

0～360/360

113-3133

60

3.00
1.50

0～360/360

113-316215

3.00

0～360/360

115-311330

3.00

0～360/360

115-31330.53

7890/6890
LTM II モジュール

113-3133LTM

115-3133LTM

www.agilent.com/chem/GC:jp437

Agilent J&W GC カラム

HP-PLOT Molesieve• 永久ガス分析用の PLOT カラム• O2、N2、CO、CH4 を 5 分未満で分離• 耐久性のあるモレキュラシーブ 5Å コーティングにより、ベースラインスパイクやマルチポート
バルブへの損傷を最小限に抑制• 低温冷却を使用しない Ar/O2 の分離には厚膜を選択• 日常的な大気モニタリングアプリケーションには厚膜 HP-PLOT Molesieve カラムを選択• GS-Molesieve の代替品
注 : モレキュラシーブカラムは水を吸収するため、リテンションタイムが徐々に変化します。
アジレントでは、迅速な再生を可能にする、独自の高度な不活性処理プロセスを使用しています。
全体的に水を吸着した HP-PLOT Molesieve カラムは、200 °C において 7 時間以内で再生します。

Rt-Msieve 5A、MXT-Msieve 5A

相当品 :HP-PLOT Molesieve
内径 (mm) 長さ (m) 膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

0.32

0.53

ケージ

5 インチ
ケージ

15

25.00

-60～300/300

19091P-MS7

30

12.00

-60～300/300

19091P-MS4

25.00-60～300/300

19091P-MS8

25.00-60～300/300

19095P-MS5

50.00-60～300/300

19095P-MS9

25.00-60～300/300

19095P-MS6

19095P-MS6E

50.00-60～300/300

19095P-MS0

19095P-MS0E

15
30

438

7 インチ

7890/6890
LTM II モジュール
19091P-MS7LTM

19091P-MS4E
19091P-MS8LTM

19095P-MS0LTM

Agilent J&W GC カラム

CP-Molesieve 5Å
• 室温条件でアルゴンと酸素を分離• 高分離能で生産性向上• 対称性の高いピークで高精度分析
相当品 :Rt-Msieve 5A、MXT-Msieve 5A、Mol Sieve 5A PLOT

CP-Molesieve 5Å
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

25

30.00

-200～350/350

CP7533

0.32

10

30.00

-200～350/350

CP753525

30.00-200～350/350

CP7536

0.53

5 インチ
ケージ

PLOT PT*

CP7535I5CP7536PT

30

10.00

-200～350/350

CP7534CP7534I5

50

30.00

-200～350/350

CP7540CP7540I5

10

50.00

-200～350/350

CP753715

15.00-200～350/350

CP754325

50.00-200～350/350

CP753830

15.00-200～350/350

CP754450

50.00-200～350/350

CP7539CP7538I5

CP7534PT

CP7538PT
CP7539PT* CP-Molsieve 5Å PT カラムの操作温度は低く、300 °C です。

CP-Molesieve 5Å UltiMetal
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.53

10

50.00

-200～350/350

CP693725

50.00-200～350/350

CP69385 インチ
ケージ
CP6938I5

www.agilent.com/chem/GC:jp439

Agilent J&W GC カラム

PLOT カラム用粒子トラップ
カラムが高度に安定化されていても、カラム壁面から粒子状物質が絶対に出てこないという保証は不可能です。バルブ切り替えアプリケーションで使用する際には、粒子トラップを利用すればカラムスイッチングバルブローターの傷や不安定なフローを予防できます。
アジレントでは、パーティクルトラップ技術を組み込んだ PLOT PT カラムを使用するよう推奨していますが、個別の粒子トラップの設置が必要な場合に対し、フューズドシリカおよび UltiMetal
フューズドシリカ粒子トラップも取り揃えています。

PLOT カラム用粒子トラップ
内径 (mm)

長さ (m)

部品番号

0.32

2.5

5181-3351

0.53

2.5

5181-3352

PoraPLOT カラム用粒子トラップ
内径 (mm)

長さ (m)

0.32
0.53
0.53

部品番号

2.5

材質
フューズドシリカ

CP4016

2.5

フューズドシリカ

CP4017

2.5

UltiMetal

CP4018**CP-UltiMetal コネクタが付属しています。

PoraPLOT カラム用粒子トラップコネクタ
内径 (mm)440

材質
フューズドシリカ

入数

部品番号0.25/0.32

10 個

CP47880.53

フューズドシリカ

10 個

CP47890.25

UltiMetal

5個

CP47950.53

UltiMetal

5個

CP4796

Agilent J&W GC カラム

非結合型固定相を使用したカラム
アジレントは、可能な限り化学結合および架橋ポリマーカラムの使用をお勧めします。化学結合
および架橋ポリマーカラムは丈夫で長持ちし、溶媒洗浄も可能だからです。しかし、非結合相カラムで開発したメソッドを長い間お使いのお客様もいらっしゃるので、アジレントでは既存メソッドのサポートを続けるために、非結合カラムの販売を続けています。

HP-101• 100 % ジメチルポリシロキサン

HP-101 カラムは結合も架橋もされていないため、溶媒洗浄はお勧めしません。

HP-101
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.20

25

0.20

-60～280/280

19091Y-102

0.32

5 インチ
ケージ

25

0.30

-60～280/280

19091Y-012 19091Y-012E

50

0.30

-60～280/280

19091Y-015

HP-17• 50 % フェニルおよび 50 % メチルシロキサン

HP-17 カラムは結合も架橋もされていないため、溶媒洗浄はお勧めしません。

HP-17
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチケージ

0.53

10

2.00

25～260/280

19095L-121

www.agilent.com/chem/GC:jp441

Agilent J&W GC カラム

CAM• 不活性化ポリエチレングリコール• アミン分析用に特化した設計• 優れた第一アミンのピーク形状• HP-Basicwax 代替品

CAM カラムは結合も架橋もされていないため、溶媒洗浄はお勧めしません。

CAM
長さ (m)

膜厚 (µm) 温度限界 (°C)

0.25

15

0.25

60～220/240

112-211230

0.25

60～220/240

112-21320.50

60～220/240

112-21330.25

60～220/240

112-2162

60
0.32
0.53

442

7 インチ

内径 (mm)

30
30

ケージ

0.25

60～220/240

113-21320.50

60～220/240

113-2133

1.00

60～200/220

115-2132

7890/6890
LTM II モジュール

112-2133LTM
113-2132LTM
115-2132LTM

Agilent J&W GC カラム

DX-1、DX-4• DX-1 : 90 % ジメチルポリシロキサン 10 % ポリエチレングリコール• DX-4 : 15 % ジメチルポリシロキサン 85 % ポリエチレングリコール

DX シリーズの GC カラムは結合も架橋もされていないため、溶媒洗浄はお勧めしません。

DX-1
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.32

30

1.00

50～250/270

123-6133

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

30

0.25

50～250/270

122-643260

0.25

50～250/270

122-6462

0.32

15

0.25

50～250/270

123-641230

0.25

50～250/270

123-6432

DX-4

www.agilent.com/chem/GC:jp443

Agilent J&W GC カラム

SE-30、SE-54• SE-30 : 100 % ジメチルポリシロキサン• SE-54 : (5 %-フェニル)(1 %-ビニル)-メチルポリシロキサン

SE シリーズの GC カラムは結合も架橋もされていないため、溶媒洗浄はお勧めしません。

SE-30
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.32

30

0.25

0～325/350

113-3032

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (°C)

7 インチ
ケージ

0.25

30

0.25

0～325/350

112-543260

0.25

0～325/350

112-5462

0.32

30

0.25

0～325/350

113-5432

SE-54

444

Agilent J&W GC カラム

ガードカラム一体型カラム• ガードカラム一体型であるデュラガードおよび EZ-Guard カラムは、プレスフィットコネクタ不要• カラム入口部の汚れを最小限に抑え、カラム寿命を延長• サンプルをカラム先端に集中させ、より良好なピーク形状を実現• カラムに由来する MSD の汚れを最小限に抑制 (MS 検出器へのトランスファーラインとして使用している場合)分析カラムの汚染防止やスプリットレス注入時におけるバンドフォーカス用として、分析カラムの前にガードカラム (またはリテンションギャップ) を接続します。
ピークの分離能や形状などが悪化した際には、ガード部分 (もしくはガード部分とトランスファラ
イン側の両方) を切除することで、元のクロマトグラムが得られることがあります。その場合、カラム全体の長さが短くなり、化合物が早く溶出する可能性がありますので、各化合物のリテン
ションタイムを確認することをお勧めします。

ヒントとテクニック
サンプルマトリックスによる汚れは、カラムの不具合の主な原因です。
カラムコネクタを使用しない場合は、デュラガード GC カラムをお使いください。

デュラガードカラム
デュラガードカラム
固定相

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)ガード長 (m)

部品番号

DB-1

0.25

30

0.25

10

122-1032G

DB-XLB

0.25

30

0.25

10

122-1232G

DB-5ms

0.25

30

0.25

10

122-5532G

0.50

10

122-5536G

1.00

10

122-5533G

0.25

10

122-5562G

60
0.53

30

0.50

10

125-5537G

DB-5.625

0.25

30

0.25

5

122-5631G5

DB-1701

0.53

30

1.00

10

125-0732G

DB-624

0.53

30

3.00

5

125-1334G5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

www.agilent.com/chem/GC:jp445

Agilent J&W GC カラム

EZ-Guard
EZ-Guard

EZ-Guard ガードカラムには
特別なタブがついているので、分析カラムと明らかに区別できます

固定相

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

VF-1ms

0.20

12

0.33

0.25

30

VF-5ms

VF-Xms
VF-17ms
VF-1701ms
VF-35ms

0.25

0.25
0.25
0.25
0.25

ガード長 (m)部品番号5

CP90230.25

5CP90100.25

10CP9011

15

0.25

5

CP9021

30

0.25

5

CP90120.25

10CP90130.50

5CP90140.50

10CP9015

60

0.25

5

CP9016

30

0.10

10

CP90220.25

10CP9019

30
30
30

0.25

5

CP90240.25

10CP90250.25

5CP91760.25

10CP91770.25

5CP90260.25

10CP9027

EZ-Guard カラムには、MSD トランスファライン側にも 1 m のガード部分があります。

446

Agilent J&W GC カラム

LTM カラムモジュール
分析サイクルタイムの短縮と、高速 GC 分析結果の向上
Agilent J&W LTM カラムモジュールは、フューズドシリカキャピラリカラムの周りに、織り込むような形で細いヒーターと温度センサーを直接組み合わせています。熱容量が大きい従来の空気槽 GC オーブンの手法と比較すると、この低熱容量デザインでは非常に効率
よく、大幅に短い分析サイクル時間でカラムを加熱および冷却します。

アジレントは、7890 および 6890 シリーズ GC システムに加えて、5975T GC/MS 用に LTM 技術を提供しています。

詳細については、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

7890A/B シリーズ GC システム用
Agilent J&W LTM II 低熱容量カラムモジュール
さまざまな Wall Coated Open Tubular (WCOT) および Select Porous Layer Open Tubular (PLOT) カラム

LTM II 標準フォーマット、
5 インチカラムトロイド付き

ヒントとテクニック

構成が用意されています。

Agilent UltiMetal Plus フレキシブル
メタルフェラルについては• 生産性を最大化するために、4 つの異なる温度プログラムを使用して最大 4 つのカラム

43 ページをご覧ください

モジュールを同時に実行可能• 高速昇温プログラミングによる分析速度の向上• 短い冷却時間 (1 分以下) で分析の効率を向上• 従来の GC と同等レベルの優れたリテンションタイム再現性と性能
LTM II カラムモジュールには、次のものが付属しています。
• 1 m ガードカラム 2 本 (注入口と検出器に 1 本ずつ)。分析カラムと同じ内径のフューズド
シリカ• 分析カラムとガードカラムの寸法に適合したフレキシブルメタルフェラル

ヒントとテクニック
LTM カラムを交換する場合は、カラム
ヒーターと温度感知回路への損傷を防ぐために、機器の電源を必ずオフにしてください。

www.agilent.com/chem/GC:jp447

Agilent J&W GC カラム

超高感度 THCA アプリケーション用 LTM ソリューション
高感度 THCA トリプル四重極 GC/MS アプリケーション用の特別な構成の LTM II カラムです (アプリ
ケーションノート 5990-7535EN)。

• 毛髪中の THCA 代謝物を検出するための正確で堅牢なメソッド• 高速分析
• 0.01 pg/mg LOQ の高感度

LTM II カラム
固定相

品名

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

部品番号

DB-17ms

5 m デュラガードおよび

0.25

15

0.25

G3900-65001

DB-1ms

ロングカラムレッグ付き

0.25

15

0.25

G3903-65002

DB-1

トランスファーライン

0.15

1

1.20

G3903-61004

ロングレッグ

ヒントとテクニック
THCA 検出の詳細については、次のアプリケーションノートをご覧ください。
Rapid, Robust and Sensitive Detection of 11-nor-∆9-Tetrahydrocannabinol-9-Carboxylic Acid in Hair
(資料番号 5990-7535EN) (www.agilent.com/chem/jp)448

Agilent J&W GC カラム

高速模擬蒸留、ASTM D7798-13 および
ASTM D2887 用の LTM ソリューション
模擬蒸留は物理的な蒸留よりも操作が容易なため、石油留分の沸点分布の特長を確認するためのメソッドとして推奨されます。模擬蒸留では、各種原料や石油ベースの製品原料に含まれる成分の沸点に基づいて定量的に質量収率 (% オフ) を求めます。メーカーはこれらの結果を使用して、処理の最適化と効率に関する十分な情報を得たうえでの決定を行います。標準の模擬蒸留の所要時間は約 20～30 分ですが、LTM 技術を用いた場合、2.5 分まで短縮され、分析の生産性が大幅に向上します。

ASTM の新しい高速模擬蒸留メソッド ASTM D7798-13 に対応するため、アジレントは高速模擬蒸留
アナライザ (G3445B#658) を開発しました。このメソッドは ASTM D2887 に類似しています。この新しいメソッドは、高温模擬蒸留や拡張模擬蒸留を対象としたものではありません。ASTM D7798-13
については、アジレントは標準の 0.25 µm 膜カラム構成 (キャリブレーションミックス C5-C44) を使用しています。アジレントのアナライザ G3445B#653 での ASTM D2887 の高速 LTM 分析には、0.5 µm
膜カラムを使用します (キャリブレーションミックス C5-C40)。

LTM II カラム
固定相

品名

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

部品番号

DB-Sim-Dist

LTM II

0.25

4

0.25

G3900-65004

DB-Sim-Dist

LTM II

0.25

4

0.50

G3900-65003

www.agilent.com/chem/GC:jp449

Agilent J&W GC カラム

LTM II トランスファーラインモジュール
LTM II トランスファーラインモジュールは、カラムモジュールの標準 LTM II 5 と GC オーブンの間にインタフェースを提供します。トランスファーラインモジュールには 2 つの加熱チューブ (トランスファーライン) があり、カラムリードは LTM カラムモジュールからここを通ってオーブンに入ります。これらのトランスファーラインは、GC オーブンと LTM カラムアセンブリの間のサンプル流路にコールドスポットが生じないように温度プログラミングすることができます。各 LTM カラム
モジュールはトランスファーラインモジュールに接続され、さらにそのモジュールアセンブリがLTM オーブンドアのスロットに挿入されます。

LTM II トランスファーラインモジュール

450

品名

部品番号

LTM トランスファーラインモジュール、5 インチ

G3900-64016

Agilent J&W GC カラム

可搬型 5975T GC/MS システム用
Agilent J&W LTM カラムモジュール
この LTM カラム技術は、Agilent 5975T GC/MS システム専用に設計されています。モジュールには、一体型の 3 インチ LTM キャピラリカラムトロイドアセンブリと、加熱トランスファーライン、冷却ファンアセンブリ、シート金属カバーが含まれます。交換用のカラムトロイドアセンブリも提供しています。LTM カラムモジュールには次の利点があります。

• わずか 1 分以下の迅速な加熱および冷却時間により、従来の GC オーブン技術よりも短い分析サ
イクルタイムを実現• 従来の GC と同等レベルの優れたリテンションタイム再現性とパフォーマンス
• 少ない消費電力による長い稼働時間• 現場でのカラムモジュールの交換を容易にする一体型モジュール

5975T LTM GC/MSD

LTM 5975T カラムモジュール用
交換用カラムトロイド

ヒントとテクニック
LTM 技術によって非常に高速の温度プログラミングや高速のサイクルタイムが可能になりますが、最大条件で動作させると、特に 24 時間連続運転を行うと、LTM カラム加熱回路の寿命が短くなります。GC メソッドや分析条件を変更できる場合には、次の 3 点の方法によってLTM カラムモジュールの寿命を延ばすことができます。

1. 最大温度を下げる
5975T カラムモジュール全体

2. 加熱時の昇温速度を下げる
3. 長さが短いカラムを使用する。熱容量を下げれば、一般にヒーター回路の寿命は延びます。

www.agilent.com/chem/GC:jp451

Agilent J&W GC カラム

カスタム LTM カラムのご案内
カスタム LTM カラムは部品番号 100-2000LTM で注文できます。

• ロングレッグ 30 cm カラム端 (総カラム長には 30 cm のカラム端が含まれる)• 注 : ロングレッグは 5975T LTM カラムに標準で付属しています。
• 非標準カラム – カスタムカラム長、3 インチスモールフォーマットおよびその他の特注 LTM カラム

注 : カスタム LTM カラムの見積りをご要望の場合は、次をご指定ください。

• 7890 or 5975T などの機器モデル• LTM カラムフォーマット:5 インチ標準または 3 インチスモールフォーマット
• 5975T では、カラムモジュール一式用または交換用カラムトロイド用をご指定ください。
カスタムカラムのお見積については、アジレント担当営業またはアジレントの認定販売店までお問い合わせください。

www.agilent.com/chem/jp

カスタム LTM II 標準フォーマット (5 インチ)、ロングレッグ付き

452

Agilent J&W GC カラム

7890A/B シリーズ GC システム用
Agilent J&W LTM II 低熱容量カラムモジュール
固定相

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

部品番号

CAM

0.25

30

0.25

112-2133LTM

0.32

30

0.25

113-2132LTM

0.53

30

1.00

115-2132LTM

Carbowax 20M

0.25

30

0.25

112-2032LTM

Cyclodex-B

0.25

30

0.25

112-2532LTM

CycloSil-B
DB-1

0.25

30

0.25

112-6632LTM

0.32

30

0.25

113-6632LTM

0.10

5

0.12

127-100ALTM

10

0.40

127-1013LTM

20

0.40

127-1023LTM

0.15

10

1.20

12A-1015LTM

0.18

10

0.18

121-1012LTM

0.20

121-101ALTM

0.40

121-1013LTM

0.18

121-1022LTM

0.40

121-1023LTM

12

0.33

128-1012LTM

25

0.33

128-1022LTM

15

0.25

122-1012LTM

25

0.25

122-1022LTM

30

0.25

122-1032LTM

0.50

122-103ELTM

1.00

122-1033LTM

5

0.33

123-100ALTM

15

0.10

123-1011LTM

0.25

123-1012LTM

5.00

123-1015LTM

0.25

123-1032LTM

0.50

123-103ELTM

1.00

123-1033LTM

1.50

123-103BLTM

5.00

123-1035LTM

20
0.20
0.25

0.32

30

(続く)

www.agilent.com/chem/GC:jp453

Agilent J&W GC カラム

7890A/B シリーズ GC システム用
Agilent J&W LTM II 低熱容量カラムモジュール
固定相

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

部品番号

DB-1

0.53

5

5.00

125-1005LTM

10

2.65

125-10HBLTM

15

0.15

125-1011LTM

1.50

125-1012LTM

5.00

125-1015LTM

25

5.00

125-1025LTM

30

0.25

125-103KLTM

1.00

125-103JLTM

1.50

125-1032LTM

3.00

125-1034LTM

5.00

125-1035LTM

DB-1301

0.53

30

1.50

125-1333LTM

DB-17

0.10

10

0.10

127-1712LTM

0.18

20

0.18

121-1722LTM

0.25

30

0.25

122-1732LTM

0.32

30

0.25

123-1732LTM

0.53

15

1.00

125-1712LTM

15

1.50

125-1713LTM

30

1.00

125-1732LTM

DB-1701

0.18

20

0.18

121-0722LTM

0.25

15

1.00

122-0713LTM

30

0.25

122-0732LTM

30

1.00

122-0733LTM

0.32

15

0.25

123-0712LTM

0.53

15

1.00

125-0712LTM

DB-1701P

0.25

30

0.25

122-7732LTM

DB-17ht

0.25

DB-17ms

5

0.15

122-1801LTM

30

0.15

122-1831LTM

0.18

20

0.18

121-4722LTM

0.25

15

0.15

122-4711LTM

15

0.25

122-4712LTM

30

0.25

122-4732LTM

30

0.25

123-4732LTM

0.32

(続く)

454

Agilent J&W GC カラム

7890A/B シリーズ GC システム用
Agilent J&W LTM II 低熱容量カラムモジュール
固定相

DB-1htDB-1ms

内径 (mm)

長さ (m)

部品番号

0.25

30

0.10

122-1131LTM

0.32

5

0.25

123-1102LTM

15

0.10

123-1111LTM

10

0.10

127-0112LTM

20

0.40

127-0123LTM

0.18

20

0.18

121-0122LTM

0.20

25

0.33

128-0122LTM

0.25

15

0.25

122-0112LTM

30

0.25

122-0132LTM

0.25

122-2032LTM

0.50

122-2033LTM

1.00

125-0232LTM

0.10

DB-2000.25

30DB-2100.53

30DB-2250.25

DB-225ms

膜厚 (µm)

0.25

15

0.25

122-2212LTM

30

0.25

122-2232LTM

15

0.25

122-2912LTM

30

0.25

122-2932LTM
122-2332LTM

DB-23

0.25

30

0.25

DB-2887

0.53

10

3.00

125-2814LTM

DB-35

0.32

30

0.50

123-1933LTM

0.53

30

1.00

125-1932LTM

DB-35ms

0.25

30

0.25

122-3832LTM

DB-5

0.10

10

0.10

127-5012LTM

0.17

127-501ELTM

0.40

127-5013LTM

0.15

10

1.20

12A-5015LTM

0.18

10

0.18

121-5012LTM

0.40

121-5013LTM

20

0.18

121-5022LTM

0.40

121-5023LTM

25

0.33

128-5022LTM

0.20

(続く)

www.agilent.com/chem/GC:jp455

Agilent J&W GC カラム

7890A/B シリーズ GC システム用
Agilent J&W LTM II 低熱容量カラムモジュール
固定相

内径 (mm)

長さ (m)

DB-5

0.25

10

0.32

DB-5htDB-5ms

0.25

部品番号

0.25

122-5002LTM

15

0.25

122-5012LTM

30

0.25

122-5032LTM

0.50

122-503ELTM

1.00

122-5033LTM

5

1.00

123-5003LTM

10

0.50

123-500ELTM

15

0.53

膜厚 (µm)0.10

123-5011LTM

0.25

123-5012LTM

1.00

123-5013LTM

25

0.25

123-5022LTM

30

0.25

123-5032LTM

0.50

123-503ELTM

1.50

123-503BLTM

15

1.50

125-5012LTM

30

1.50

125-5032LTM

5.00

125-5035LTM

15

0.10

122-5711LTM

30

0.10

122-5731LTM

0.32

10

0.10

123-5701LTM

0.18

20

0.18

121-5522LTM

0.36

121-5523LTM

0.20

25

0.33

128-5522LTM

0.25

15
25
30

0.32

15
30

0.53

30

0.10

122-5511LTM

0.25

122-5512LTM

0.25

122-5522LTM

0.25

122-5532LTM

1.00

122-5533LTM

0.25

123-5512LTM

1.00

123-5513LTM

0.50

123-5536LTM

1.00

123-5533LTM

1.50

125-5532LTM

1.00

125-553JLTM
(続く)

456

Agilent J&W GC カラム

7890A/B シリーズ GC システム用
Agilent J&W LTM II 低熱容量カラムモジュール
固定相

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

部品番号

DB-5ms Ultra Inert

0.18

20

0.18

121-5522UILTM

0.36

121-5523UILTM

15

0.25

122-5512UILTM

25

0.25

122-5522UILTM

30

0.25

122-5532UILTM

0.50

122-5536UILTM

1.00

122-5533UILTM

0.25

DB-608

0.32

30

0.50

123-1730LTM

DB-624

0.18

20

1.00

121-1324LTM

0.20

10

1.12

128-1314LTM

25

1.12

128-1324LTM

0.25

30

1.40

122-1334LTM

0.32

30

1.80

123-1334LTM

0.45

30

2.55

124-1334LTM

0.53

30

3.00

125-1334LTM

DB-ALC1

0.32

30

1.80

123-9134LTM

DB-FFAP

0.10

10

0.10

127-3212LTM

15

0.10

127-32H2LTM

0.25

30

0.25

122-3232LTM

0.32

30

0.25

123-3232LTM

0.50

123-3233LTM

1.00

123-3234LTM

0.50

125-3217LTM

0.53
DB-VRX

15

0.18

20

1.00

121-1524LTM

0.25

30

1.40

122-1534LTM(続く)

www.agilent.com/chem/GC:jp457

Agilent J&W GC カラム

7890A/B シリーズ GC システム用
Agilent J&W LTM II 低熱容量カラムモジュール
固定相

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

部品番号

DB-WAX

0.10

10

0.10

127-7012LTM

0.20

127-7013LTM

0.10

127-7022LTM

0.20

127-7023LTM

0.18

121-7012LTM

0.30

121-7013LTM

0.18

121-7022LTM

20
0.18

10
20

0.30

121-7023LTM

0.20

30

0.20

128-7032LTM

0.25

15

0.25

122-7012LTM

0.50

122-7013LTM

0.25

122-7032LTM

0.50

122-7033LTM

0.25

123-7012LTM

0.50

123-7013LTM

0.25

123-7032LTM

0.50

123-7033LTM

0.25

125-7031LTM

1.00

125-7032LTM

30
0.32

15
30

0.53
DB-WAXetr

30

0.25

30

0.25

122-7332LTM

0.32

30

1.00

123-7334LTM

0.53

30

1.50

125-7333LTM

DB-XLB

0.25

15

0.10

122-1211LTM

30

0.25

122-1232LTM

GS-CarbonPLOT

0.32

30

3.00

113-3133LTM

0.53

30

3.00

115-3133LTM

0.32

30

GS-Q

113-3432LTM
(続く)

458

Agilent J&W GC カラム

7890A/B シリーズ GC システム用
Agilent J&W LTM II 低熱容量カラムモジュール
固定相

内径 (mm)

長さ (m)

HP-1

0.20

25

0.32

25
30

0.53

HP-1ms

膜厚 (µm)

部品番号

0.11

19091Z-002LTM

0.50

19091Z-202LTM

0.17

19091Z-012LTM

0.1019091Z-313LTM

4.00

19091Z-613LTM

5.00

19091Z-713LTM

10

0.88

19095Z-021LTM

2.65

19095Z-121LTM

30

0.88

19095Z-023LTM

2.65

19095Z-123LTM

5.00

19095Z-623LTM

0.18

20

0.18

19091S-677LTM

0.25

30

0.10

19091S-833LTM

0.25

19091S-933LTM

0.50

19091S-633LTM

1.00

19091S-733LTM

0.32

30

1.00

19091S-713LTM

HP-20M

0.32

25

0.30

19091W-012LTM

HP-35

0.25

15

0.25

19091G-131LTM

HP-5

0.18

20

0.18

19091J-577LTM

0.25

5

0.10

19091J-330LTM

0.32

HP-50+

30

0.25

19091J-433LTM

30

1.00

19091J-233LTM

15

0.25

19091J-411LTM

30

0.25

19091J-413LTM

0.50

19091J-113LTM

0.53

10

2.65

19095J-121LTM

0.25

5

0.15

19091L-330LTM

15

0.25

19091L-431LTM

30

0.25

19091L-433LTM

15

1.00

19095L-021LTM

0.53

(続く)

ヒントとテクニック
LTM II カラムモジュールの詳細については、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp459

Agilent J&W GC カラム

7890A/B シリーズ GC システム用
Agilent J&W LTM II 低熱容量カラムモジュール
固定相

HP-5ms

内径 (mm)

部品番号

0.18

20

0.18

19091S-577LTM

12

0.33

19091S-101LTM

25

0.33

19091S-102LTM

0.32

HP-88

膜厚 (µm)0.20
0.25

HP-5ms Ultra Inert

長さ (m)

15

0.10

19091S-331LTM

0.25

19091S-431LTM

30

0.25

19091S-433LTM

10

0.50

19091S-111LTM

30

0.25

19091S-413LTM

0.18

20

0.18

19091S-577UILTM

0.25

15

0.25

19091S-431UILTM

30

0.25

19091S-433UILTM

0.50

19091S-133UILTM

1.00

19091S-233UILTM

0.32

30

0.25

19091S-413UILTM

1.00

19091S-213UILTM

0.25

30

0.20

112-8837LTM

HP-Fast Residual Solvent

0.53

30

1.00

19095V-420LTM

HP-FFAP

0.20

25

0.33

19091F-102LTM

0.25

30

0.25

19091F-433LTM

HP-INNOWax

0.32

25

0.50

19091F-112LTM

0.53

10

1.00

19095F-121LTM

30

1.00

19095F-123LTM

0.18

20

0.18

19091N-577LTM

0.20

25

0.20

19091N-102LTM

0.25

5

0.15

19091N-030LTM

30

0.25

19091N-133LTM

0.32

30

0.15

19091N-013LTM

0.53

30

1.00

19095N-123LTM
(続く)

460

Agilent J&W GC カラム

7890A/B シリーズ GC システム用
Agilent J&W LTM II 低熱容量カラムモジュール
固定相

HP-PLOT AI2O3 KCI

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

部品番号

0.25

30

5.00

19091P-K33LTM

0.53

30

15.00

19095P-K23LTM

HP-PLOT Al2O3 S

0.32

25

8.00

19091P-S12LTM

HP-PLOT Molesieve

0.32

HP-PLOT Q

15

25.00

19091P-MS7LTM

30

25.00

19091P-MS8LTM

0.53

30

50.00

19095P-MS0LTM

0.32

15

20.00

19091P-QO3LTM

30

20.00

19091P-QO4LTM

15

40.00

19095P-QO3LTM

30

40.00

19095P-QO4LTM

0.53
HP-PLOT U
Ultra 2

0.32

30

10.00

19091P-UO4LTM

0.53

30

20.00

19095P-UO4LTM

0.20

12

0.33

19091B-101LTM

25

0.33

19091B-102LTM

25

0.52

19091B-112LTM

0.32

www.agilent.com/chem/GC:jp461

Agilent J&W GC カラム

可搬型 5975T GC/MS システム用 Agilent J&W LTM カラムモジュール

交換用カラムトロイド

長さ (m)

DB-5ms Ultra Inert

0.18

20

0.18

221-5522UILTM

G3900-63014

0.25

15

0.25

222-5512UILTM

G3900-63031

30

0.25

222-5532UILTM

G3900-63005

0.18

20

0.18

29091S-577UILTM

G3900-63039

0.25

15

0.25

29091S-431UILTM

G3900-63038

30

0.25

29091S-433UILTM

G3900-63001

DB-1

0.25

30

0.25

222-1032LTM

G3900-63002

DB-1ms

0.18

20

0.18

221-0122LTM

G3900-63009

0.25
DB-1htHP-1ms

0.25
0.18
0.25

DB-5msDB-5htLTM 5975T カラムモジュール

462

カラム
モジュール

内径 (mm)

HP-5ms Ultra Inert

LTM 5975T カラムモジュール用

トロイド
膜厚 (µm) アセンブリ

固定相

15

0.25

222-0112LTM

G3900-63016

30

0.25

222-0132LTM

G3900-63017

15

0.10

222-1111LTM

G3900-63018

30

0.10

222-1131LTM

G3900-63019

20

0.18

29091S-677LTM

G3900-63040

30

0.10

29091S-833LTM

G3900-63041

15

0.25

29091S-931LTM

G3900-63042

0.18

20

0.18

221-5522LTM

G3900-63013

0.25

15

0.25

222-5512LTM

G3900-63030

30

0.25

222-5532LTM

G3900-63004

0.25

30

0.10

222-5731LTM

G3900-63033

15

0.10

222-5711LTM

G3900-63032(続く)Agilent J&W GC カラム

可搬型 5975T GC/MS システム用 Agilent J&W LTM カラムモジュール
固定相

内径 (mm)

長さ (m)

HP-5ms0.25

30DB-35ms

DB-17ms

トロイド
膜厚 (µm) アセンブリ

0.25

29091S-433LTM

カラム
モジュール

G3900-63007

0.18

20

0.18

221-3822LTM

G3900-63011

0.25

15

0.25

222-3812LTM

G3900-63026

30

0.25

222-3832LTM

G3900-63027

0.18

20

0.18

221-4722LTM

G3900-63012

0.25

15

0.25

222-4712LTM

G3900-63028

30

0.25

222-4732LTM

G3900-63029

15

0.25

222-2912LTM

G3900-63022

30

0.25

222-2932LTM

G3900-63023

30

0.25

222-0732LTM

G3900-63003

DB-225ms

0.25

DB-1701

0.25

DB-WAX

0.25

15

0.50

222-7013LTM

G3900-63034

30

0.50

222-7033LTM

G3900-63035

0.18

20

0.18

29091N-577LTM

G3900-63036

0.25

30

0.25

29091N-133LTM

G3900-63008

DB-FFAP

0.25

15

0.25

222-3212LTM

G3900-63024

30

0.25

222-3232LTM

G3900-63025

DB-608

0.18

20

0.18

221-6822LTM

G3900-63015

DB-VRX

0.18

20

1.00

221-1524LTM

G3900-63006

0.25

30

1.40

222-1534LTM

G3900-63021

HP-INNOWax

DB-624
HP-VOC

0.18

20

1.00

221-1324LTM

G3900-63010

0.25

30

1.40

222-1334LTM

G3900-63020

0.20

30

1.12

29091R-303LTM

G3900-63037

ヒントとテクニック
5975T 用 LTM カラムモジュールの詳細については、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp463

Agilent J&W GC カラム

フューズドシリカチューブ
不活性化処理チューブ
リテンションギャップ、ガードカラム、トランスファラインとして不活性処理チューブを使用できます。不活性処理はフェニルメチル不活性化で、その不活性さと堅牢性により、多くのアプリ
ケーションに適しています。

不活性処理済みフューズドシリカチューブ
内径 (mm)

外径 (mm)

長さ (m)

部品番号

0.05

0.36

1

160-2655-1

5160-2655-5

0.10

0.19

0.36

0.15

0.18

0.20

0.36

0.34

0.36

10

160-2655-10

1

160-1010-1

5160-1010-5

10160-1010-101

160-2635-1

5

160-2635-5

519091-60620E

10160-2635-101

160-2625-1

5160-2625-5

10160-2625-10

1

160-2615-1

5

160-2615-5

10160-2615-10

1

160-2205-1

5160-2205-5

10160-2205-10
(続く)

464

Agilent J&W GC カラム

不活性処理済みフューズドシリカチューブ
内径 (mm)

外径 (mm)

0.25

0.36

0.32

0.45

0.53

0.53

0.43

0.67

0.67

0.70

長さ (m)

部品番号1

160-2255-1

5

160-2255-5

10160-2255-1030

160-2255-30

1

160-2325-1

5160-2325-5

10160-2325-1030

160-2325-30

1

160-2455-1

5160-2455-5

10160-2455-10

1

160-2535-1

5160-2535-5

10160-2535-1030

160-2535-30

5CP8003** 7 インチケージ

不活性処理済みフューズドシリカチューブ、高温仕様 (400 °C)
内径 (mm)

外径 (mm)

長さ (m)

部品番号

0.05

0.36

5

160-2815-5

0.10

0.36

5

160-2825-5

0.25

0.35

5

160-2845-5

0.32

0.43

0.53

0.67

10

160-2845-10

5160-2855-5

10160-2855-10

5160-2865-5

10160-2865-10

www.agilent.com/chem/GC:jp465

Agilent J&W GC カラム

リテンションギャップ
内径 (mm)

外径 (mm)

長さ (m)

コネクタ

入数

部品番号

0.25

0.36

2.5

汎用

5個

CP8007

0.32

0.45

2.5

汎用

5個

CP80082.5

0.32/0.25

5個

CP81292.5

0.32/0.32

5個

CP8128

2.5

汎用

5個

CP80092.5

0.53/0.25

5個CP81352.5

0.53/0.32

5個

CP8134

4.0

汎用

3個

CP80150.53

0.70

リテンションギャップ、無極性、不活性処理済
内径 (mm)

外径 (mm)

長さ (m)

入数

部品番号

0.25

0.36

10

6個

CP8016

リテンションギャップ、中極性、不活性処理済
内径 (mm)

外径 (mm)

長さ (m)

コネクタ

入数

部品番号

0.25

0.36

2.5

汎用

5個

CP8017

0.32

0.45

2.5

汎用

5個

CP8018

0.53

0.70

2.5

汎用

5個

CP8019長さ (m)

コネクタ

入数

部品番号

リテンションギャップ、極性、不活性処理済
内径 (mm)

466

外径 (mm)

0.25

0.36

2.5

汎用

5個

CP8087

0.32

0.45

2.5

汎用

5個

CP8088

0.53

0.70

2.5

汎用

5個

CP8089

Agilent J&W GC カラム

リテンションギャップ、3 つの極性
無極性 x 3、中極性 x 1、極性 x 1 のパッケージ、不活性処理済

内径 (mm)

外径 (mm)

長さ (m)

コネクタ

入数

部品番号

0.25

0.36

2.5

汎用

5個

CP8070

0.32

0.45

2.5

汎用

5個

CP8080

0.53

0.70

2.5

汎用

5個

CP8090内径 (mm)

外径 (mm)

長さ (m)

入数

部品番号

0.1

0.39

0.6

5個

CP8121

内径 (mm)

外径 (mm)

長さ (m)

入数

部品番号

0.53

0.70

5

1個

CP81866個

CP68186

Rapid-MS 用リストリクタ

ガードカラム MSD

大容量ガード内径 (mm)

外径 (mm)

長さ (m)

入数

部品番号

0.53

0.70

10

1個

CP81876個

CP68187

0.53

0.70

12

1個

CP108194www.agilent.com/chem/GC:jp467

Agilent J&W GC カラム

非不活性フューズドシリカチューブ
非不活性チューブまたは通常のフューズドシリカチューブは、一般的にキャピラリー電気泳動に使用されます。トランスファラインや、不活性さが重要ではないアプリケーションにも使用できます。

非不活性フューズドシリカチューブ
内径 (mm)

外径 (mm)

長さ (m)

部品番号

0.02

0.36

5

160-2660-5

0.05

0.36

0.075
0.10
0.18

0.36
0.34

160-2650-5
160-2650-105160-2644-5

10160-2644-10

5160-2634-5

10160-2634-10

5160-2610-5

10160-2610-10

5160-2200-5

0.20

0.36

10

160-2200-10

0.25

0.36

5

160-2250-5

10160-2250-10

0.32

0.43

5

160-2320-5

0.53

468

0.36

5
10

0.67

10

160-2320-105019091-21050

5160-2530-5

10160-2530-10

Agilent J&W GC カラム

ステンレス製チューブ
UltiMetal Plus ステンレスキャピラリチューブ
UltiMetal Plus ステンレスキャピラリチューブは、リテンションギャップ、ガードカラム、またはトランスファーラインとして使用できます。

UltiMetal Plus ステンレスキャピラリチューブ
品名

内径 (mm)

外径 (mm)

長さ (m)

部品番号

UltiMetal Plus トランスファーライン

0.25

1.59

2

CP6571

UltiMetal Plus トランスファーライン

0.25

1.59

10

CP6572UltiMetal Plus トランスファーライン

0.75

1.59

2

CP6573UltiMetal Plus トランスファーライン

0.75

1.59

10

CP6574UltiMetal Plus ガードカラム

0.25

0.5

2

CP6575UltiMetal Plus ガードカラム

0.53

0.8

2

CP6576

UltiMetal Plus ガードカラム

0.53

0.8

5

CP6577

UltiMetal Plus ガードカラム

0.53

0.8

10

CP6578UltiMetal Plus キャピラリチューブ

0.25

0.5

50

CP6579UltiMetal Plus キャピラリチューブ

0.32

0.5

50

CP6580UltiMetal Plus キャピラリチューブ

0.53

0.8

50

CP6581

ProSteel 不活性化
内径 (mm)

外径 (mm)

長さ (m)

部品番号

0.53

0.67

5

160-4535-5

www.agilent.com/chem/GC:jp469

Agilent J&W GC カラム

Agilent J&W パックド GC カラム
Agilent J&W パックド GC カラムは、HPI を始め、多様なアプリケーションにおいて、信頼性と再現性に優れた分析を実現するように、設計・製造されています。
効率が高く、堅牢なパッケージ技術により、Agilent J&W パックド GC カラムは、カラム間再現性と究極の効率が確保されています。また、UltiMetal ステンレスチューブにより、不活性度とピーク形状が向上しています。
ステンレス、UltiMetal、ニッケル、ガラス、銅、PTFE など、さまざまな素材に加え、多数の固定相、充填剤、支持材から最適なものを選択できます。すべての Agilent J&W パックド GC カラムは、性能に影響を与えずに、アジレントや他社機器に合わせて曲げることができます。

カスタムカラムについては、別途お問い合わせください。

www.agilent.com/chem/jp

Carbosieve S-II
長さ

20 インチ (0.51 m)

外径 (インチ)

内径 (mm)メッシュ

UltiMetal

ステンレス

1/8

2

80/100G3591-81105

G3591-80105

15 % Carbowax 1540
長さ

15 フィート (4.57 m)

外径 (インチ)

内径 (mm)担体

メッシュ

UltiMetal

ステンレス

ニッケル

1/8

2

Chromosorb WHP

60/80

G3591-81095

G3591-80095

G3591-82095

5 % Carbowax 20M (G16、G$1)
長さ7.22 フィート (2.2 m)

470

外径 (インチ)

内径 (mm)担体

メッシュ

UltiMetal

ステンレス

ニッケル

1/8

2

Chromosorb WHP

100/120

G3591-81084

G3591-80084

G3591-82084

Agilent J&W GC カラム

10 % Carbowax 20M (G16、G$1)
長さ

外径 (インチ)

内径 (mm)

担体

メッシュ

ステンレス

1/8

2

Chromosorb WHP

80/100G3591-70016

外径 (インチ)

内径 (mm)

担体

メッシュ

ステンレス

1/8

2

Chromosorb WHP

80/100G3591-70012

6.56 フィート (2 m)

10 % Carbowax 20M (G16、G$1) + 2 % KOH
長さ5.91 フィート (1.8 m)

20 % Carbowax 20M (G16、G$1)
長さ9.84 フィート (3 m)

外径 (インチ)

内径 (mm)担体

メッシュ

UltiMetal

ステンレス

ニッケル

1/8

2

Chromosorb WHP

100/120

G3591-81099

G3591-80099

G3591-82099

7 % Carbowax M + 3 % 6 環ポリフェニルエーテル + 2 % KOH
長さ

4 フィート (1.22 m)

外径 (インチ)

内径 (mm)担体

メッシュ

UltiMetal

ニッケル

1/8

2

Chromosorb WAW

80/100G3591-81050

G3591-82050

Carboxen-1000
長さ

外径 (インチ)

内径 (mm)メッシュ

UltiMetal

ステンレス

1/8

2

60/80

G3591-81055

G3591-80055

外径 (インチ)

内径 (mm)メッシュ

UltiMetal

ステンレス

1/8

2

80/100G3591-81021

G3591-80021

外径 (インチ)

内径 (mm)メッシュ

UltiMetal

ステンレス

ニッケル

1/8

2

80/100G3591-81139

G3591-80139

G3591-82139

10 フィート (3.05 m)

Chromosorb 101
長さ6 フィート (1.83 m)

Chromosorb 102
長さ2 フィート (0.61 m)

www.agilent.com/chem/GC:jp471

Agilent J&W GC カラム

25 % DC-200 (500 cSt)
長さ

外径 (インチ)

内径 (mm)担体

メッシュ

UltiMetal

ステンレス

ニッケル

1/8

2

Chromosorb PAW

80/100G3591-81001

G3591-80001

G3591-82001

15 フィート (4.57 m)

30 % DC-200 (500 cSt)
長さ

外径 (インチ)

内径 (mm)担体

メッシュ

UltiMetal

ステンレス

ニッケル

20 フィート (6.1 m)

1/8

2

Chromosorb PAW

100/120

G3591-81140

G3591-80140

G3591-82140

30 フィート (9.14 m)

1/8

2

Chromosorb PAW

80/100G3591-81082

G3591-80082

G3591-82082

30 フィート (9.14 m)

1/8

2

Chromosorb PAW

60/80

CP2058*

外径 (インチ)

内径 (mm)担体

メッシュ

UltiMetal

ステンレス

ニッケル

G3591-82039*空焼き済みおよび試験済み

35 % DC-200 (500 cSt)
長さ

3 フィート (0.91 m)

1/8

2

Chromosorb PAW

80/100G3591-81039

G3591-80039

5 フィート (1.52 m)

1/8

2

Chromosorb PAW

80/100G3591-81027

G3591-80027

10 フィート (3.05 m)

1/8

2

Chromosorb PAW

80/100G3591-81030

G3591-80030

30 フィート (9.14 m)

1/8

2

Chromosorb PAW

80/100G3591-81032

G3591-80032

G3591-82032

外径 (インチ)

内径 (mm)担体

メッシュ

UltiMetal

ステンレス

ニッケル

1/8

2

Chromosorb WHP

100/120

G3591-81067

G3591-80067

G3591-82067

15 % Hallcomid m-18
長さ9.84 フィート (3 m)

30 % DC 200/500
長さ472

外径 (インチ)

内径 (mm)担体

メッシュ

UltiMetal

ステンレス

2 フィート (0.61 m)

1/8

2

Chromosorb PAW

60/80

G3591-81160

G3591-80160

30 フィート (9.14 m)

1/8

2

Chromosorb PAW

60/80

G3591-81161

G3591-80161

Agilent J&W GC カラム

HayeSep A
長さ

外径 (インチ)

内径 (mm)メッシュ

UltiMetal
G3591-81211**1.31 フィート (0.4 m)

1/8

2.1

80/1002 フィート (0.61 m)

1/16

1

80/100G3591-81212*

5 フィート (1.52 m)

1/8

2.1

80/100G3591-81210*

5.58 フィート (1.7 m)

1/16

1

80/100G3591-81213*

外径 (インチ)

内径 (mm)

メッシュ

ステンレス

1/8

2

80/100G3591-80158*ラージバルブオーブン用特殊コイル、41 mm マンドレル**ラージバルブオーブン用特殊コイル、25 mm マンドレル

HayeSep D
長さ6.56 フィート (2 m)

HayeSep DB
長さ

30 フィート (9.14 m)

外径 (インチ)

内径 (mm)メッシュ

UltiMetal

ステンレス

ニッケル

1/8

2

100/120

G3591-81088

G3591-80088

G3591-82088

ニッケル

HayeSep N
長さ

外径 (インチ)

内径 (mm)メッシュ

UltiMetal

ステンレス1.64 フィート (0.5 m)

1/8

2

80/100G3591-81156

G3591-80156

1.64 フィート (0.5 m)

1/16

1

80/100CP1307*

6 フィート (1.83 m)

1/8

2

80/100G3591-81037

6 フィート (1.83 m)

1/8

2

80/100CP2068*

G3591-80037

G3591-82037

7 フィート (2.13 m)

1/8

2

60/80

G3591-81060

G3591-80060

8 フィート (2.44 m)

1/8

2

80/100G3591-81011

G3591-80011

20 フィート (6.1 m)

1/8

2

80/100G3591-81045

G3591-80045

外径 (インチ)

内径 (mm)メッシュ

UltiMetal

ステンレス

1/8

2

45/60

G3591-81091

G3591-80091

外径 (インチ)

内径 (mm)メッシュ

UltiMetal

1/8

280/100CP2062

G3591-82011*空焼き済みおよび試験済み

HayeSep N + HayeSep R 1:1
長さ

8 フィート (2.44 m)

HayeSep P
長さ

6 フィート (1.83 m)

www.agilent.com/chem/GC:jp473

Agilent J&W GC カラム

HayeSep Q
長さ

外径 (インチ)

内径 (mm)メッシュ

UltiMetal

0.82 フィート (0.25 m)

1/16

1

80/100CP1308*1.64 フィート (0.5 m)

1/8

2

80/100G3591-81023

1.64 フィート (0.5 m)

1/8

2

80/100CP81073*

ステンレス

ニッケル

G3591-80023

G3591-82023
G3591-82020

3 フィート (0.91 m)

1/8

2

80/100G3591-81020

G3591-80020

3.28 フィート (1 m)

1/8

2

80/100G3591-81146

G3591-70007

3.28 フィート (1 m)

1/8

2

80/100CP81069*

3.9 フィート (1.2 m)

1/8

280/100G3591-82159

4 フィート (1.22 m)

1/8

280/100G3591-81019

4.92 フィート (1.5 m)

1/16

1

80/100CP1305*5.91 フィート (1.8 m)

1/8

2

80/100G3591-80019
G3591-70011

6 フィート (1.83 m)

1/8

2

80/1006.56 フィート (2 m)

1/8

280/1008 フィート (2.44 m)

1/8

2

80/100G3591-81047

G3591-80047

9 フィート (2.74 m)

1/8

2

80/100G3591-81033

G3591-80033

G3591-81004

G3591-80004

G3591-82004

G3591-70005
G3591-82033

9.84 フィート (3 m)

1/8

2

80/100

10 フィート (3.05 m)

1/8

2

80/100G3591-81002

G3591-80002

G3591-82002

12 フィート (3.66 m)

1/8

2

80/100G3591-81121

G3591-80121

G3591-82121

ステンレス

ニッケル

G3591-80124

G3591-82102

G3591-70006*空焼き済みおよび試験済み

HayeSep R
長さ

外径 (インチ)

内径 (mm)メッシュ

UltiMetal

3.28 フィート (1 m)

1/8

2

80/100CP86678*

6 フィート (1.83 m)

1/8

2

80/100G3591-81102

8.53 フィート (2.6 m)

1/8

2

80/100CP86677*

12 フィート (3.66 m)

1/8

2

80/100G3591-81100

12 フィート (3.66 m)

1/8

2

80/100CP2055*

外径 (インチ)

内径 (mm)メッシュ

UltiMetal
G3591-81143

G3591-80100*空焼き済みおよび試験済み

HayeSep T
長さ474

1.64 フィート (0.5 m)

1/8

2

80/1001.64 フィート (0.5 m)

1/8

2.4

60/80

PTFE
G3591-74001

Agilent J&W GC カラム

MolSieve 5Å
長さ

外径 (インチ)

内径 (mm)メッシュ

UltiMetal

ステンレス

G3591-80077

1 フィート (0.30 m)

1/8

2

60/80

G3591-81077

1.64 フィート (0.5 m)

1/8

2

60/80

G3591-81147

1.97 フィート (0.6 m)

1/4

4

80/100ニッケル

G3591-70004

3 フィート (0.91 m)

1/8

2

60/80

G3591-81103

G3591-80103

3 フィート (0.91 m)

1/8

2

80/100G3591-81074

G3591-80074

3 フィート (0.91 m)

1/8

2

100/120

G3591-81075

G3591-80075

3.28 フィート (1 m)

1/8

2

80/1003.28 フィート (1 m)

1/8

2

60/80

3.28 フィート (1 m)

1/8

60/80

G3591-81149

4 フィート (1.22 m)

1/8

2
2

45/60

G3591-81090

G3591-80090
G3591-80104

G3591-82104

G3591-80017

G3591-82017

G3591-70008
CP81025*

4 フィート (1.22 m)

1/8

2

60/80

G3591-81104

4.92 フィート (1.5 m)

1/16

1

80/100CP1306*

5 フィート (1.52 m)

1/8

2

80/100CP2046

6 フィート (1.83 m)

1/8

2

45/60

CP2065
G3591-81017

6 フィート (1.83 m)

1/8

2

60/80

6.56 フィート (2 m)

1/8

2

45/60

6.56 フィート (2 m)

1/8

2

60/80

G3591-70002

6.56 フィート (2 m)

1/8

280/100G3591-70003

7 フィート (2.13 m)

1/8

2

45/60

G3591-81062

7 フィート (2.13 m)

1/8

2.1

60/80

G3591-81209**

8 フィート (2.44 m)

1/8

2

60/80

G3591-81022

9 フィート (2.74 m)

1/8

2

60/80

G3591-81046

G3591-80046

9 フィート (2.74 m)

1/8

2

80/100G3591-81064

G3591-80064

G3591-70013

G3591-80062
G3591-80022

10 フィート (3.05 m)

1/8

2

80/100CP204513.1 フィート (4 m)

1/8

2

80/100CP1483*15 フィート (4.57 m)

1/8

2

45/60

G3591-81061

G3591-80061

20 フィート (6.1 m)

1/8

2

45/60

20 フィート (6.1 m)

1/8

2

60/80

G3591-81056

G3591-80056

25 フィート (7.62 m)

1/8

2

60/80

G3591-81065

G3591-80065

G3591-82022
G3591-82064

G3591-80107*空焼き済みおよび試験済み**ラージバルブオーブン用特殊コイル、41 mm マンドレル

www.agilent.com/chem/GC:jp475

Agilent J&W GC カラム

MolSieve 13X
長さ

外径 (インチ)

内径 (mm)メッシュ

UltiMetal

ステンレス

2 フィート (0.61 m)

1/8

2

45/60

G3591-81031

G3591-80031

3 フィート (0.91 m)

1/8

2

45/60

G3591-81028

G3591-80028

3 フィート (0.91 m)

1/8

2

45/60

CP2059*3.94 フィート (1.2 m)

1/16

1

80/100CP1309*4 フィート (1.22 m)

1/8

2

45/60

G3591-81012

G3591-80012
G3591-80085

4.9 フィート (1.5 m)

1/8

2

80/100G3591-81085

4.92 フィート (1.5 m)

1/8

2

80/100CP81071*

6 フィート (1.83 m)

1/8

2

60/80

G3591-81035

6.56 フィート (2 m)

1/16

1

80/100G3591-81214*

9 フィート (2.74 m)

1/8

2

45/60

G3591-81054

9.84 フィート (3 m)

1/8

2

45/60

G3591-70017

9.84 フィート (3 m)

1/8

2

80/100G3591-70015

G3591-80035

ニッケル

G3591-82012

G3591-82035

G3591-80054

10 フィート (3.05 m)

1/8

2

45/60

G3591-81003

G3591-80003

10 フィート (3.05 m)

1/16

1

60/80

G3591-81097

G3591-80097

G3591-82003

10 フィート (3.05 m)

1/8

2

60/80

G3591-81101

G3591-80101

G3591-82101

10 フィート (3.05 m)

1/8

2

80/100G3591-81043

G3591-80043

G3591-82043

12 フィート (3.66 m)

1/8

2

60/80

G3591-81058

G3591-80058

15 フィート (4.57 m)

1/8

2

45/60

G3591-81098

G3591-80098*空焼き済みおよび試験済み**ラージバルブオーブン用特殊コイル、41 mm マンドレル

1.5 % OV-101
長さ2 フィート (0.61 m)

外径 (インチ)

内径 (mm)担体

メッシュ

UltiMetal

ステンレス

1/8

2

Chromosorb GHP

100/120

G3591-81162

G3591-80162

10 % OV-101
長さ

外径 (インチ)

内径 (mm)担体

メッシュ

UltiMetal

ステンレス

ニッケル

2.6 フィート (0.79 m)

1/8

2

Chromosorb WHP

60/80

G3591-81048

G3591-80048

G3591-82048

5 フィート (1.52 m)

1/8

2

Chromosorb PAW

80/100G3591-81093

G3591-80093

G3591-82093

外径 (インチ)

内径 (mm)担体

メッシュ

UltiMetal

ステンレス

ニッケル

1/8

2

Chromosorb WHP

80/100G3591-81025

G3591-80025

G3591-82025

20 % OV-101
長さ4 フィート (1.22 m)

476

Agilent J&W GC カラム

10 % PEG-20M
長さ

6.56 フィート (2 m)

外径 (インチ)

内径 (mm)担体

メッシュ

UltiMetal

ステンレス

ニッケル

1/8

2

Chromosorb W

80/100G3591-81119

G3591-80119

G3591-82119

20 % PEG-20M
長さ

外径 (インチ)

内径 (mm)担体

メッシュ

UltiMetal

ステンレス

ニッケル

6.56 フィート (2 m)

1/8

2Chromosorb W

80/100G3591-81122

G3591-80122

G3591-82122

13.1 フィート (4 m)

1/8

2

Chromosorb W

80/100G3591-81123

G3591-80123

G3591-82123

Porapak N
長さ

外径 (インチ)

内径 (mm)メッシュ

UltiMetal

ステンレス

ニッケル

3 フィート (0.91 m)

1/8

2

80/100G3591-81072

G3591-80072

G3591-82072

3.9 フィート (1.2 m)

1/8

2

60/80

G3591-81087

G3591-80087

G3591-82087

6 フィート (1.83 m)

1/8

2

80/100G3591-81036

G3591-80036

G3591-82036

8.2 フィート (2.5 m)

1/8

2

50/80

G3591-81086

G3591-80086

9 フィート (2.74 m)

1/8

2

80/100G3591-81044

G3591-80044

12 フィート (3.66 m)

1/8

2

60/80

G3591-81059

G3591-80059

外径 (インチ)

内径 (mm)

メッシュ

ステンレス

1/8

2

50/80

G3591-80110

G3591-82044

Porapak N + Porapak R 1:1
長さ

12 フィート (3.66 m)

www.agilent.com/chem/GC:jp477

Agilent J&W GC カラム

Porapak Q
長さ

外径 (インチ)

内径 (mm)メッシュ

UltiMetal

ステンレス

ニッケル

G3591-81135

G3591-80135

G3591-82135

3 フィート (0.91 m)

1/8

2

80/1003.28 フィート (1 m)

1/8

2

80/100G3591-70014

5.91 フィート (1.8 m)

1/8

2

80/100G3591-70010

6 フィート (1.83 m)

1/8

2

60/80

G3591-81136

G3591-80136

G3591-82136

6 フィート (1.83 m)

1/8

2

80/100G3591-81013

G3591-80013

G3591-82013

6.56 フィート (2 m)

1/8

280/1008 フィート (2.44 m)

1/8

2

60/80

G3591-81137

G3591-80137

G3591-70001

8.2 フィート (2.5 m)

1/8

2

80/100G3591-81083

G3591-80083

9 フィート (2.74 m)

1/8

2

80/100G3591-81016

G3591-80016

9.84 フィート (3 m)

1/8

2

80/100

13 フィート (3.96 m)

1/8

2

80/100G3591-81053

G3591-80053

15 フィート (4.57 m)

1/8

2

80/100G3591-81066

G3591-80066

25 フィート (7.62 m)

1/8

2

100/120

G3591-81052

G3591-80052

30 フィート (9.14 m)

1/16

1

80/100G3591-81096

G3591-80096

外径 (インチ)

内径 (mm)メッシュ

UltiMetal

ステンレス

G3591-82137
G3591-82016

G3591-70009
G3591-82053

Porapak QS
長さ

ニッケル

4.92 フィート (1.5 m)

1/8

2

50/80

6.56 フィート (2 m)

1/8

280/100G3591-81157

G3591-80157

8 フィート (2.44 m)

1/8

2

80/100G3591-81051

G3591-80051

外径 (インチ)

内径 (mm)メッシュ

UltiMetal

ステンレス

ニッケル

1/8

2

60/80

G3591-81106

G3591-80106

G3591-82106

外径 (インチ)

内径 (mm)メッシュ

UltiMetal

ステンレス

1.5 フィート (0.46 m)

1/8

2

80/100G3591-81138

G3591-80138

6.56 フィート (2 m)

1/8

280/100G3591-81120

G3591-80120

G3591-70018
G3591-82051

Porapak R
長さ

6 フィート (1.83 m)

Porapak T
長さ

10 % SE-30
長さ

2.5 フィート (0.76 m)

478

外径 (インチ)

内径 (mm)担体

メッシュ

UltiMetal

1/8

2

Chromosorb W

80/100CP2073

Agilent J&W GC カラム

20 % セバコニトリル
長さ

外径 (インチ)

内径 (mm)担体

メッシュ

UltiMetal

ステンレス

ニッケル

G3591-82029

2 フィート (0.61 m)

1/8

2

Chromosorb PAW

80/100G3591-81029

G3591-80029

19.7 フィート (6 m)

1/8

2

Chromosorb PAW

80/100G3591-81071

G3591-80071

30 フィート (9.14 m)

1/8

2

Chromosorb PAW

60/80

G3591-81176

G3591-80176

G3591-82176

30 フィート (9.14 m)

1/8

2

Chromosorb PAW

80/100G3591-81026

G3591-80026

G3591-82026

20 % セバコニトリル/2 % リン酸
長さ

外径 (インチ)

内径 (mm)担体

メッシュ

UltiMetal

ステンレス

ニッケル

2 フィート (0.61 m)

1/8

2

Chromosorb PAW

80/100G3591-81015

G3591-80015

G3591-82015

30 フィート (9.14 m)

1/8

2

Chromosorb PAW

80/100G3591-81014

G3591-80014

G3591-82014

シリカゲル
長さ

外径 (インチ)

内径 (mm)メッシュ

UltiMetal

ステンレス

2 フィート (0.61 m)

1/8

2

60/80

G3591-81141

G3591-80141

4 フィート (1.22 m)

1/8

2

60/80

G3591-81142

G3591-80142

6 フィート (1.83 m)

1/8

2

60/80

10 フィート (3.05 m)

1/8

2

60/80

G3591-80108
CP2050

0.1 % SP-1000
長さ7 フィート (2.13 m)

外径 (インチ)

内径 (mm)担体

メッシュ

UltiMetal

ステンレス

ニッケル

1/8

2

Carbopak C

80/100G3591-81063

G3591-80063

G3591-82063

15 % SP-2100
長さ

外径 (インチ)

内径 (mm)

担体

メッシュ

ステンレス

1.64 フィート (0.5 m)

1/16

1

Chromosorb PAW

80/100G3591-80170

7.22 フィート (2.2 m)

1/16

1

Chromosorb PAW

80/100G3591-80171

25 % SP-2100
長さ

外径 (インチ)

内径 (mm)担体

メッシュ

UltiMetal

ステンレス1.64 フィート (0.5 m)

1/16

1

Chromosorb PAW

80/100G3591-81007

G3591-80007

5.7 フィート (1.75 m)

1/16

1

Chromosorb PAW

80/100G3591-81008

G3591-80008

15 フィート (4.57 m)

1/8

2

Chromosorb PAW

80/100G3591-81068

G3591-80068

www.agilent.com/chem/GC:jp479

Agilent J&W GC カラム

20 % TCEP
長さ

外径 (インチ)

内径 (mm)担体

メッシュ

UltiMetal

ステンレス

ニッケル

1.84 フィート (0.56 m)

1/16

0.75

Chromosorb PAW

80/100G3591-81215*

1.84 フィート (0.56 m)

1/16

1

Chromosorb PAW

80/100G3591-81006

G3591-80006

5 フィート (1.52 m)

1/8

2

Chromosorb PAW

80/100G3591-81094

G3591-80094

15 フィート (4.57 m)

1/8

2

Chromosorb PAW

80/100G3591-81049

G3591-80049

G3591-82049

ニッケル* ラージバルブオーブン用特殊コイル、41 mm マンドレル

10 % UC W982
長さ

外径 (インチ)

内径 (mm)担体

メッシュ

UltiMetal

ステンレス

1.5 フィート (0.46 m)

1/8

2

Chromosorb PAW

80/100G3591-81034

G3591-80034

2 フィート (0.61 m)

1/8

2

Chromosorb PAW

80/100G3591-81040

G3591-80040

G3591-82040

外径 (インチ)

内径 (mm)担体

メッシュ

UltiMetal

ステンレス

ニッケル

1/8

2

Chromosorb PAW

80/100G3591-81000

G3591-80000

G3591-82000

12 % UC W982
長さ2 フィート (0.61 m)

ヒントとテクニック
Agilent J&W パックド GC カラムの詳細については、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

480

Agilent J&W GC カラム

カスタム GC カラムのご案内
アジレントでは千種類以上のカラムを用意していますが、既存品とは異なる仕様のカラムが必要になる場合に対応するため、カスタムカラムを提供しています。通常の注文ガイドでお探しの物が見つからない場合には、お客様のニーズに合わせたカラムの設計、製造、試験を行います。

• 通常と異なる長さや膜厚のカラムも作成できます。
• 複数カラムを直列またはデュアルカラムとして接続できます。
• 標準のテスト用混合物と対応しないアプリケーションに対する特殊なカラムが必要な場合は、お客様固有の性能要件を満たすテスト用混合物とテスト条件での特別テストも可能となっています。詳しくはお問い合わせください。

• アジレントでは、一体型ガードカラム (リテンションギャップ) を使用したデュラガードまたはEZ-Guard カラムを作成することができます。ほとんどの相について、ユニオンを使用しない一体型のガードカラムを製造できます。DB、CP、および VF 相で提供可能です。
カスタムカラムは次の部品番号を使用してご注文いただけます。相、長さ、内径、膜厚などのカラムの詳細をご指定ください。

• 100 - 2000 カスタムキャピラリ DB および HP カラム• 100 - 6000 カスタムキャピラリ CP および VF カラム• 100 - 9000 UltiMetal 処理済みチューブおよび部品• 100 - 2000 LTM – カスタム低熱容量カラム構成• 100 - 5000 カスタムパックドカラムまたはバルク相/担体
カスタムカラムのお見積については、アジレント担当営業またはアジレントの認定販売店までお問い合わせください。

www.agilent.com/chem/jp

www.agilent.com/chem/GC:jp481

Agilent J&W GC カラム

Agilent J&W GC カラム試験用標準試料
ご使用のカラムの性能をアジレントの J&W カラムに付属のテストクロマトグラムと比較してください。この標準試料を使うと、分離能や効率、不活性さをテストできます。テストミックス(試験用混合試料) は 2 mL バイアルに入っており、濃度は 250 ng/µL です。テストミックスはカラムによって異なるため、固定相とカラム内径に合うものを選択してください。

Agilent J&W GC カラム試験用標準試料

カラム名称

マイクロボアキャピラリ
メガボア(内径 0.05 & 0.10 mm) (内径 0.18～0.32 mm) (内径 0.45 & 0.53 mm)
部品番号
部品番号
部品番号

OV-351200-0032

DB-1ht200-0010

DB-1

200-0010

200-0310

200-0110DB-5

200-0010

200-0310

200-0110DB-5ht200-0010

DB-5ms200-0185

DB-624200-0113

DB-2887
DB-WAX

200-0113
200-0110200-0370

200-0070

DB-WAXetr

200-0370

200-0070SE-30

200-0010

200-0070SE-52

200-0010SE-54

200-0010

200-0010

HP-1

5080-8858

8500-6812

HP-5

5080-8858

8500-6812

HP-FFAP
GS-OxyPLOT

482

200-0185

8500-6813

8500-6813

8500-6813
5188-5379

Agilent J&W GC カラム

Agilent J&W CP および VF カラムのテスト標準
テスト用混合液 31 (毒物)、1 個

部品番号

VF-1msCP0031VF-5msCP0031

VF-17ms

CP0031

VF-35ms

CP0031

VF-XmsCP0031

VF-1301ms

CP0031

VF-200ms

CP0031

VF Rapid-MS

CP0031CP-Sil 5 CB

CP0031CP-Sil 8 CB

CP0031CP-Sil 24 CB

CP0031CP-1301

CP0031

ヒントとテクニック
アジレントの大容量ガスフィルタを使用することにより、最高品質のガスを確実に提供すると同時に、ガスラインをクリーンな状態に維持し、リークを防止することができます。
詳しくは、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/GC:jp483

Agilent J&W GC カラム

カラムの取り付けとトラブルシューティング
最高の性能を確保するためのガイドとヒント
Agilent J&W GC カラムは、数十年に及ぶクロマトグラフィーの経験に裏付けられた、優れた品質と信頼性を提供しています。最新のカラムの取り付け方法とトラブルシューティング方法に従うことで、カラムの性能、効率を活かせるだけでなく、カラム寿命も伸ばすことができます。
この項では、分析を行う上でのヒントや役立つ手法、リファレンスガイドをご覧いただけます。

• キャピラリカラムの確実な取り付け• 新しいカラムのコンディショニングおよびテスト• 熱による損傷、酸素による損傷、またはその他の要因によるカラム性能の低下の回避• 一般的なカラムの問題の特定と解決
これらを理解することで、装置の稼働時間を増やし、ダウンタイムを短縮し、再現性の高い結果を得ることが可能です。

484

Agilent J&W GC カラム

キャピラリカラム取り付けのためのクイックリファレンスガイド
詳しい取り付け方法については、各カラムに付属の『GC カラム取り付けガイド』を参照するか、
www.agilent.com/chem/columninstall をご覧ください。

カラム取り付け前の確認事項
1.

必要に応じて、酸素、水分、炭化水素トラップを交換します。

2.

注入口をクリーニングし、重要な注入口シールと注入口ライナを交換し、必要に応じてセプ
タムも交換します。

3.

検出器シールをチェックし、必要に応じて交換します。必要に応じて検出器のジェットをク
リーニングまたは交換します。

4.

カラムに損傷や割れがないか注意深く確認します。

5.

ご使用の GC のガス圧力要件を確認後、ガスボンベの圧力を確認し、キャリアガス、メーク
アップガス、燃料ガスが適切に供給されるように、ガスボンベの供給圧力を調整します。
キャリアガス純度は少なくとも次の条件を満たすようにしてください。ヘリウム 99.995 % お
よび水素 99.995 %、含有 H20 は 1 ppm 未満、O2 は 0.5 ppm 未満。

6.

必要な取り付け工具類を揃えておきます。カラムカッタ、カラムナット、レンチ、フェラル、
ルーペ、修正液などが必要になります。

カラムの取付け
1.

2.
3.

4.

カラムバスケットに巻かれているカラムの両端を約 0.5 m 引き出します (片側がインジェクタ
側、片側が検出器)。カラムを強く曲げないように注意してください。
カラムをオーブン内に取り付けます。可能な場合は、カラムハンガーかブラケットを利用します。
各カラム末端にカラムナットとグラファイト/ポリイミドまたはグラファイトフェラルを取り付け、ナットとフェラルをチューブの先端より約 15 cm 引き下げます (表 6)。
カラム両端から約 4～5 cm の位置にカッタで浅い刻みを入れます。
(続く)

www.agilent.com/chem/GC:jp

表6:
フェラルサイズ
カラム内径

フェラル内径

(mm)

(mm)

0.10

0.4

0.18

0.4

0.20

0.4

0.25

0.4

0.32

0.5

0.45

0.8

0.53

0.8

485

Agilent J&W GC カラム

5.

きれいな切断面が出るようにカラムを折ります。刻みを入れた位置のできるだけ近くで、親指と人差し指でカラムをつかみます。カラムをやさしく引っ張り、折り曲げます。カラムは簡単に折れるはずです。カラムが簡単に折れない場合には、無理に曲げないでください。再度、別の場所 (前回よりも末端から遠い場所) に刻みを入れ、きれいに折れるようにやり直してください。

6.

ルーペで切断面を点検します。切断面が直角で、チューブ末端にポリイミドまたは「ガラス」が付着していないか確認します。

7.

カラムを注入口に取り付けます。正しい挿入長さについては、GC 装置メーカーの取扱説明書を参照してください。カラムナットとフェラルを適切な距離にスライドさせた後、カラム
ナットのすぐ後ろの位置に修正液でカラムに印を付けます。修正液を乾かします。インジェ
クタにカラムを挿入します。カラムが動かなくなるまでカラムナットを指で締め、さらに 1/4～1/2 回転増し締めして、カラムを軽く引っ張っても抜けないようにします。修正液の印を見て、正しいカラム挿入長さが維持されていることを確認します。

8.

キャリアガスの弁を開き、適正な流量を流します。ヘッド圧を調整して、スプリット流量、
セプタムパージ流量を適正なレベルに設定します。ヘッド圧については、表 7 を参照してください。スプリット/スプリットレス注入口を使用する場合は、パージ (スプリット) バルブが「オン」(開) になっていることを確認します。

9.

カラムにキャリアガスが流れていることを確認します。カラムの出口側末端を溶媒の入った
バイアルにつけて、泡が発生することを確認します。

10. カラムを検出器に取り付けます。適切な挿入長さについては、装置メーカーのマニュアルを参照してください。

11. リークがないことを確認します。これは非常に重要です。リークがないか完全に確認するまで、絶対にカラムを加熱しないでください。

12. インジェクタと検出器の温度を適正な値に設定します。

ヒントとテクニック

13. メークアップガスおよび検出器ガスを適正な流量に設定します。検出器を「オン」にします。

アジレントの最高クラスのサービスとサポートの詳細については、

14. 室温で 10 分間以上カラムをパージします。注入口またはトラップのメンテナンス後にはパー

www.agilent.co.jp/chem/service:jp

15. 保持されない物質を注入して、インジェクタの取り付けが正しいことを確認します(ブタンまたはメタン (FID)、アセトニトリルのヘッドスペース蒸気 (NPD)、塩化メチレンのヘッドスペー
ス蒸気 (ECD)、空気 (TCD)、アルゴン (質量分析計) など)。正しく取り付けられていれば、対称をご覧ください。

ジ時間を適宜足します。

ピークが得られます。テーリングが見られる場合は、カラムの取り付けを再度行います。

486

Agilent J&W GC カラム

カラムのコンディショニングとテスト
1.

分析時の最高温度より 20 °C 高い温度、またはカラムの最高使用温度 (どちらか低い方) で、
2 時間カラムをコンディショニングします。上限温度で 10 分経過後、バックグラウンドレベ
ルが落ち始めない場合は、カラムをすぐに冷却し、リークがないことを確認します。

2.

ポリイミドまたはグラファイト/ポリイミドフェラルを使用している場合、コンディショニン
グ処理後にカラムナットに緩みがないことを再確認します。

3.

カラムに保持されない物質を注入して、平均線速度が適正な値であることを確認します。

表7:
ヘッド圧の目安 (psig)
カラム内径 (mm)
カラム長さ (m)

0.1

0.18

10

35-45

5-13

12

0.2

75-100

25

50
60

8-12

5-13

15-25

10-20

30-45

20-30

0.53

1-2

20-30
3-5

2-4

6-10

4-8

35-50
30-60

15-25

75
105

0.45

10-20

30
40

0.32

10-15

15
20

0.25

8-14
60-80

5-13
10-15

www.agilent.com/chem/GC:jp487

Agilent J&W GC カラム

カラム性能の低下の原因
カラムの破損ポリイミドコーティングに弱い部分があると、フューズドシリカカラムは破損します。ポリイミ
ドコーティングは、壊れやすい柔軟なフューズドシリカチューブを保護します。オーブンの加熱と冷却を続けると、オーブンファンにより生じる振動や、円形ケージに巻かれていることなど、すべてがチューブにストレスを与え、その結果、最終的に弱い部分に破損が生じます。ポリイミ
ドコーティングが傷付いたり、磨り減ることで弱い部分が発生します。通常は、傷や磨耗は、鋭利なものでチューブを引っ掻いたときに生じます。カラムハンガーやタグ、GC オーブン内の金属製エッジ、カラムカッタ、ラボベンチ上の雑多な物には鋭利な部分が多いため、留意する必要があります。
カラムが自然に破損することは稀です。カラム製造過程で弱いチューブは排除され、完成品に使用されないようになっています。内径が大きなカラムほど破損しやすい傾向があります。つまり、
内径 0.18～0.32 mm のチューブよりも内径 0.45～0.53 mm のチューブの方が破損に対する十分な注意が必要です。
破損したカラムは必ずしも致命的に破損されているとは限りません。破損したカラムを連続して、あるいは温度プログラムを繰り返して高温で維持した場合、カラムの損傷の可能性は非常に高くなります。破損したカラムの後続部分は高温で酸素に曝され、固定相にただちに損傷を与えます。
キャリアガスがカラムの中を流れるため、前半部分は問題ありません。破損したカラムを加熱しない場合や、加熱や酸素への暴露が短時間の場合は、後続部分は大きな損傷を受けていないものと考えられます。
ユニオンを取り付けることで破損したカラムを修復できます。適切なユニオンを使用すれば、カラムを接合することができます。ユニオンを適切に取り付けないと、デッドボリューム (ピーク
テーリング) の問題が起こる恐れがあります。

488

Agilent J&W GC カラム

温度による損傷
カラムの温度上限を超えると、固定相とチューブ表面の劣化が加速します。これにより、過剰なカラムブリード、活性化合物のピークテーリング、効率 (分離能) の低下が早期に現れます。幸い温度による損傷はゆっくりと進むため、長期にわたり温度上限を超える操作を行わなければ顕著な損傷は生じません。酸素が存在すると、温度による損傷は大幅に加速されます。リークがある、またキャリアガス中に高濃度の酸素が存在するカラムを過熱すると、急速かつ完全な損傷がカラムに発生します。

GC の最高オーブン温度をカラムの温度上限より数度上に設定することが、温度による損傷を防ぐ最善策です。これにより、カラムの偶発的な過熱を防止できます。カラムが温度による損傷を受けた場合でも、機能を維持している場合があります。カラムを検出器から取り外し、恒温温度上限でカラムを 8～16 時間加熱します。カラムの検出器側を 10～15 cm 切り取
ります。カラムを元通りに取り付け、通常どおりにコンディショニングします。通常、カラムは元の性能に戻りませんが、使用可能な場合がしばしばあります。温度による損傷を受けると、カラムの寿命は縮まります。

酸素による損傷
酸素は大部分のキャピラリ GC カラムに害を及ぼします。室温またはそれに近い温度ではカラムの損傷は起こりませんが、カラム温度が上昇するにつれて深刻な損傷が生じます。一般に、極性固定相では、より低い温度と酸素濃度で重度な損傷を生じます。酸素に常に曝されることも問題となります。空気の注入や、非常に短い時間のセプタムナットの取り外しのような瞬間的な暴露は問題ではありません。
キャリアガス経路 (ガス配管、フィッティング、インジェクタなど) の漏れは、酸素暴露の最も一般的な発生源です。カラムが加熱されると、固定相は急速に劣化します。これにより、過剰なカラムブリード、活性化合物のピークテーリング、効率 (分離能) の低下が早期に現れます。これは温度による損傷と同じ症状です。残念ながら、酸素による損傷が発見されると
きには、すでに大きな損傷がカラムに起こっています。損傷が深刻ではない場合は、カラム
はまだ機能しますが、性能レベルは落ちます。深刻な場合には、カラムは修復不可能な損傷を受けます。
酸素が含まれず、漏れがないシステムを維持することが、酸素による損傷を防止する最善の方法です。GC システムのメンテナンスには、ガス配管とレギュレータの定期的な漏れ検査、セプタムの定期的な交換、高品質のキャリアガスの使用、酸素トラップの取り付けと交換、
完全に空になる前のガスボンベの交換が含まれます。

www.agilent.com/chem/GC:jp489

Agilent J&W GC カラム

化学的な損傷固定相を損傷する化合物は比較的少数です。多くの場合、カラムに不揮発性化合物 (塩など) を導入すると性能を低下させますが、固定相への損傷は起きません。これらの残留物の多くは、カラ
ムを溶媒洗浄することで除去することができます。
無機または無機塩基と酸は、カラムの中への導入を避けるべき主要な化合物です。酸には、塩酸(HCl)、硫酸 (H2S04)、硝酸 (HNO3)、リン酸 (H3PO4)、クロム酸 (CrO3) などがあります。塩基には、水
酸化カリウム (KOH)、水酸化ナトリウム (NaOH)、水酸化アンモニウム (NH4OH) などがあります。こ
れらの酸や塩基の大部分は揮発性がなく、カラムの前部に蓄積します。蓄積したまま放置すると、固定相を損傷することがあります。これにより、過剰なカラムブリード、活性化合物のピーク
テーリング、効率 (分離能) の低下が早期に現れます。症状は、温度や酸素による損傷と非常に似ています。塩酸や水酸化アンモニウムは害が少ないグループです。いずれも、サンプル中に存在する水に追随する傾向があります。水がカラムで保持されていない場合や、不十分に保持されている場合は、カラム内での HCl や NH4OH の滞留時間は短くなります。これにより、これらの化合物による損傷を排除または抑制する傾向があります。そのため、HCl または NH4OH がサンプル中に存在する場合に、水分の保持されない条件またはカラムを使用すると、化合物がカラムに与える害が比較的少なくなります。
固定相を損傷することが報告されている唯一の有機化合物は過フルオロ酸類です。例えば、トリ
フルオロ酢酸、ペンタフルオロプロパン酸、ヘプタフルオロ酪酸などがあります。損傷を与えるには、高濃度 (1 % 以上など) で存在している必要があります。問題の大部分は、大量のサンプル
がカラムの前部に蓄積するスプリットレス注入またはメガボアダイレクト注入で生じます。
化学的な損傷は一般にカラムの前部に限定されているため、カラムを前部から 0.5～1 m を切断またはトリミングすることにより、問題が解決する場合があります。損傷がひどい場合は、5 m 以上切断する必要があります。ガードカラムやリテンションギャップを使用すると、カラムが損傷を受ける量が最小限に抑えられますが、ガードカラムを頻繁にトリミングする必要があります。酸や塩基は、不活性処理済みフューズドシリカチューブの表面に損傷を与えることが頻繁にあり、それにより活性化合物のピーク形状の問題が生じます。

490

Agilent J&W GC カラム

カラムの汚染カラムの汚染は、キャピラリ GC で最も広く見られる問題の 1 つです。残念ながら、非常に多様なほかの問題と類似した症状が見られるため、別の問題と誤って判断されることが頻繁にあります。汚染されたカラムは一般に損傷は受けていませんが、使用できなくなることがあります。
汚染物質には、基本的に不揮発性と半揮発性の 2 種類があります。不揮発性の汚染物質や残留物は溶出せず、カラムに蓄積します。カラムがこれらの残留物でコーティングされると、固定相の内外で適切に溶質を分離できなくなります。また、残留物が活性溶質と反応してピーク吸着の問題 (ピークのテーリングやピークサイズの低下など) を生じることがあります。
活性溶質は、ヒドロキシル (-OH) 基、アミン (-NH) 基、一部のチオール (-SH) 基、アルデヒド基などを含む物質です。半揮発性の汚染物質や残留物はカラムに蓄積しますが、最終的には溶出します。半揮発性の汚染物質や残留物が完全にカラムから溶出するまでには、数時間または数日間かかる場合があります。不揮発性残留物と同様に、ピークの形状やサイズの問題が生じることがあり、一般にベースラインの問題 (不安定性、ワンダー、ドリフト、ゴーストピークなど) の原因となります。
汚染物質はさまざまな発生源に起因しますが、注入したサンプルが最も一般的です。抽出したサンプルは最も危険なタイプの 1 つです。生物の体液および組織、土壌、廃棄物、地下水、および類似したタイプのマトリックスは、半揮発性および不揮発性化合物を大量に含んでいます。注意深く綿密な抽出手順であっても、注入したサンプルにはこのような物質がわずかに存在しています。蓄積された残留物によって問題が生じるまでには、数回から何百回もの注入が必要です。オンカラム注入、スプリットレス注入、メガボアダイレクト注入などの注入手法では、カラムに大量のサンプルが注入されるため、カラムの汚染が生じやすくなります。
場合によっては、ガス配管、トラップ、フェラル、セプタム破片、またはサンプルと接触するもの (バイアル、溶媒、シリンジ、ピペットなど) が汚染源になることがあります。汚染問
題が突然発生し、数か月前や数年前は同様のサンプルで問題がなかったような場合には、この種の汚染源が疑われます。
サンプルの半揮発性および不揮発性残留物の量を最小限にすることがカラムの汚染問題を減らすための最善の方法です。残念ながら、潜在的な汚染物質の存在や実体は多くの場合不明です。厳重かつ徹底的にサンプルをクリーンアップすることが、汚染の問題を避ける最善の予防策です。ガードカラムやリテンションギャップを使用すると、汚染の被害を軽減したり、カラムの汚染に起因する問題の発現を遅らせたりすることが可能です。カラムが汚染された
場合は、カラムを溶媒洗浄して汚染物質を除去することが最善の方法です。
汚染されたカラムを長時間にわたり高温で維持して汚染を除去すること (多くの場合、カラムの空焼きと呼ばれる) は推奨しせん。カラムの空焼きは、汚染残留物の一部を不溶性物質に変える場合があり、溶剤でカラムを洗浄しても除去できなくなります。このような状態になると、カラムを元通りにすることはできません。カラムは半分に切断することが可能な場合があり、後半部分はまだ利用可能なことがあります。カラムの空焼きを行う場合は、そのカラムの温度上限で 1～2 時間を限度とします。

www.agilent.com/chem/GC:jp

ヒントとテクニック
サンプルマトリックスによる汚れは、カラムの不具合の主な原因です。
カラムコネクタを使用しない場合は、デュラガード GC カラムをお使いくだ
さい。

491

Agilent J&W GC カラム

カラムの溶媒洗浄
カラムを溶媒洗浄するときは、カラムを GC から取り外し、数ミリリットルの溶媒をカラムに通します。洗浄用溶媒に溶解する残留物はカラムからすべて洗い流されます。カラムを取りつけたままの状態で大量の溶媒を注入しても、カラムを洗浄することができず、カラムから汚染物質を除去することはできません。溶媒洗浄するには、キャピラリ GC カラムが化学結合型および架橋型の固定相を持っている必要があります。非結合型の固定相を溶媒洗浄すると、カラムに深刻な損傷が生じます。
カラム洗浄キット、430-3000

カラム洗浄キットを使用すると、カラム内に溶媒を強制的に流すことができます (図を参照)。洗浄キットを加圧ガス供給源 (N2 または He) に接続し、カラムを洗浄キットに挿入します。溶媒をバイアルに入れ、ガス供給源を使用してバイアルを加圧します。圧力により、溶媒はカラム内を強制的に通過します。残留物は溶媒中に溶解し、溶媒とともにカラムから吐出されます。次にカラムから溶媒が一掃され、カラムは適切にコンディショニングされます。
カラムを洗浄する前に、カラムの前部 (つまり、インジェクタ側末端) から約 0.5 m を切断します。
カラムの検出器側末端を洗浄キットの中に挿入します。一般に、カラムの洗浄には複数の溶媒を使用します。連続して使用する各溶媒は、直前に使用した溶媒と混和性がなければなりません。
高沸点の溶媒の使用は避ける必要があります。特に最後の溶媒としては使用しないでください。
多くの場合は、サンプル溶解に使用している溶媒が最適です。
メタノール、塩化メチレン、およびヘキサンを推奨します。これらはほとんどの場合に十分に機能します。ハロゲン化溶媒の使用を避けるために、塩化メチレンの代わりにアセトンを使用することができますが、塩化メチレンは洗浄用溶媒として最適な溶媒の 1 つです。水溶性のサンプル(生物の体液や組織など) を注入した場合は、メタノールの前に水を使用します。水溶性サンプルに由来する残留物の一部は、有機溶媒ではなく水だけに溶解します。結合型のポリエチレングリ
コール系の固定相 (DB-WAX、DB-WAXetr、DB-FFAP、HP-INNOWax など) を洗浄する際は、水およびア
ルコール類 (メタノール、エタノール、イソプロパノールなど) は最後の手段のみに使用してくだ
さい。

492

Agilent J&W GC カラム

表 8 に、さまざまな内径のカラムの推奨溶媒量を示します。推奨量以上の溶媒を使用しても、よい結果につながることはなく、無駄になるだけです。最初の溶媒を加えた後、洗浄キットを加圧しますが、20 psi 以下に保ちます。溶媒流量を 1 mL/min 以下に維持できる最高圧を使用します。
内径 0.53 mm のカラムを除き、流量が1 mL/min に到達する前に、洗浄キットの圧力は 20 psi に達します。高重量あるいは高粘度の溶媒を使用し、全長が長く内径の小さなカラムを洗浄する場合には、長い洗浄時間が必要です。最初の溶媒のすべてまたは大部分がカラムに入ったときに、次の溶媒を加えます。次の溶媒がカラムの中を通り始める前に前の溶媒がカラムから出ることはありません。
最後の溶媒がカラムから溶出されたら、5～10 分間にわたり、カラム内にガスを通過させます。
インジェクタにカラムを取り付け、キャリアガスの供給を開始します。キャリアガスが、5～10
分間カラムの中を流れるようにします。カラムを検出器に取り付けます (必要に応じて取り外したままにする)。40～50 °C で温度プログラムを開始して、2～3 °C/min で温度上限に達するまでカラムを加熱します。カラムが完全にコンディショニングされるまで、この温度を 1～4 時間維持します。

表8:
カラム洗浄に用いる溶媒量
カラム内径

溶媒量

(mm)

(mL)

0.18-0.2

3-4

0.25

4-5

0.32

6-7

0.45

7-8

0.53

10-12

溶媒量を増やしても、カラムを損傷することはありません。

カラムの保管
キャピラリカラムを GC から取り外したら、元の箱で保管してください。GC セプタムを末端に取り付け、チューブにゴミが入るのを防ぎます。カラムを再び取り付ける際には、カラムの末端を2～4 cm トリミングして、セプタム破片がカラム内に詰まらないようにします。
カラムを加熱した GC に付けたままにする場合は、常にキャリアガスを流す必要があります。
オーブン、インジェクタ、検出器、トランスファラインの電源がオフになっている (つまり、加熱されていない) 場合に限りキャリアガスの流れを切ることができます。キャリアガスを流さないと、カラム加熱部分に損傷が生じます。

www.agilent.com/chem/GC:jp493

Agilent J&W GC カラム

問題の把握
トラブルシューティングを実行する際の第一歩は、最初に戻って状況を把握することです。問題の解決を急ぐと、重要な情報の中に含まれている決定的な要素を見逃したり、無視したりしてしまいます。直面している問題のほかに、クロマトグラムの中に変化や違いが発生していないかよ
く観察してください。問題の多くは他の症状を伴って発生します。リテンションタイムの変動、
ベースラインノイズの変化やドリフト、ピーク形状の変化は、手掛かりの一部ですが、想定される原因を絞り込むことができます。最後に、サンプルを含むすべての変化や違いに注意してください。溶媒、バイアル、ピペット、保存条件、サンプルの鮮度、抽出、前処理技術、あるいはサンプル環境に影響を及ぼす他の要因が原因である可能性があります。

日常作業のチェック
多くの問題は、ごく単純な、そしてしばしば見落とされる原因に起因しています。これらの多く
はGC の日常作業で簡単な作業のため、意識されることがなく見過ごされて(設定して忘れられて)いる場合があります。確認すべき項目は以下のとおりです。

• ガス : 圧力、キャリアガスの平均線速度、流量 (検出器、スプリットベント、セプタムパージ)• 温度 : カラム、インジェクタ、検出器、トランスファライン• システムパラメータ : パージ時間、検出器のアッテネーションと範囲、質量範囲など• ガス配管とトラップ : 清潔度、漏れ、劣化• インジェクタ消耗品 : セプタム、ライナ、O-リング、フェラル• サンプルの品質 : 濃度、劣化、溶媒、保管• シリンジ : 取扱い方法、漏れ、ニードルの鋭さ、清潔度• データシステム : 設定と接続

494

Agilent J&W GC カラム

一般的な問題ゴーストピークまたはキャリーオーバー
大部分のゴーストピークやキャリーオーバーの問題の原因は、システムの汚染です。過剰なゴー
ストピークが(同様のリテンションタイムで) サンプルピークの幅と類似している場合、汚染物質がサンプルと同時にカラムの中に導入された可能性があります。余分な化合物(つまり汚染物質)がインジェクタまたはサンプル自体の中に存在する可能性があります。溶媒中の不純物、バイア
ル、キャップ、シリンジなどは発生源のごく一部です。サンプルと溶媒のブランクを注入すると、汚染物質の発生源を見つけるのに役立つことがあります。ゴーストピークがサンプルピークよりも広い場合、注入された際に汚染物質は既にカラム内に存在していた可能性があります。前回のGC 分析が終了した際に、これらの化合物がカラム内に存在していたと考えられます。これらは、その後の分析中に溶出し、非常に広いピークになることがよくあります。時として、複数回の注入による多数のゴーストピークは重なりあって溶出します。これは、ベースラインのドリフトやワンダーとして現れることがあります。
最終温度または温度プログラムの時間を増やすことが、ゴーストピークに関する問題を最小限に抑えるか排除するための 1 つの方法です。また、各分析または洗浄後に、短時間空焼きすると、問題が生じる前にカラムに蓄積された化合物を除去できます。

ブランクテスト
インジェクタまたはキャリアガスの汚染問題が疑われるときは (ゴーストピークまたはベースラインの異常など)、このテストを実施します。

1.

GC を 40～50 °C で 8 時間以上放置します。

2.

通常の温度条件と機器設定を使用してブランク分析 (GC を開始するが、注入しない) を実行します。

3.

このブランク分析のクロマトグラムを採取します。

4.

最初のブランク分析が完了したら、直ちにブランク分析を繰り返します。5 分以上経過しな
いうちに、2 回目のブランク分析を開始してください。

5.

2 回目のブランク分析のクロマトグラムを最初のクロマトグラムと比較します。

6.

2 回目のクロマトグラムに非常に多くのピークや、ベースラインの乱れが見られる場合は、供給キャリアガス配管またはキャリアガスが汚染されている可能性があります。

7.

2 回目のクロマトグラムにピークがほとんど見られないか、ベースラインドリフトがほとん
どない場合は、キャリアガスとキャリアガス配管は比較的きれいな状態であるといえます。

www.agilent.com/chem/GC:jp495

Agilent J&W GC カラム

トラブルシューティングガイド
過度なベースラインノイズ考えられる原因

解決策

インジェクタの汚染

インジェクタを清掃し、ライナ ブランクテストを実施。ガス配管も清掃する必要があるとゴールドシールを交換

カラムの汚染カラムの空焼き
カラムの溶媒洗浄

備考

カラムの空焼きを 1～2 時間に抑制
溶媒洗浄は結合型および架橋型の固定相だけに実施
注入口が汚染されていないか確認する

検出器の汚染検出器を洗浄通常、ノイズは時間の経過と共に大きくなり、突然生じることはない

汚染されたガスまたは低品質のガス

高品質のガスを使用。ガスト
ラップの寿命や漏れも点検

通常は、ガスボンベを交換した後に発生カラムを検出器の奥まで入れすぎている

カラムを再度正しく取り付ける 挿入の適切な深さについては GC マニュアルを参照

検出器のガス流量が不正流量を推奨値に調節

適切流量については GC マニュアルを参照

MS、ECD、TCD を使用した場合の漏れ

漏れている箇所の確認と修復

通常、漏れはカラムフィッティングまたは
インジェクタ部で生じる検出器フィラメント、ランプ、またはエレクトロンマルチプライヤの寿命

該当する部品を交換

セプタムの劣化

セプタムを交換

高温アプリケーションには、適切なセプタムを使用考えられる原因

解決策

備考

インジェクタの汚染

インジェクタを洗浄

ブランクテストを実施。ガス配管も清掃する必要がある

ベースラインが不安定または乱れる

496

カラムの汚染カラムの空焼き

カラムの空焼きを 1～2 時間に抑制検出器が平衡化されていない検出器を安定させる検出器の中には、完全に安定化するまでに最大 24 時間を要する場合がある

カラムのコンディショニング不足

カラムの完全コンディショニング 微量分析では特に重要

温度プログラム中のキャリアガス流量の変化

多くの場合は正常

MS、TCD、ECD は、キャリアガス流量の変化に反応する

Agilent J&W GC カラム

ピークのテーリング
考えられる原因

解決策

備考

カラムの汚染カラムの先を切り取る

カラム前部から 0.5～1 m を切り取る

カラムの溶媒洗浄

溶媒洗浄は結合型および架橋型の固定相だけに実施

カラムの活性修復不可。カラムを交換

活性化合物だけが影響を受ける

溶媒と固定相の極性が不適合

サンプル溶媒を別の溶媒に変更

初期の溶出ピークまたは溶媒の前部の最も近くで溶出する
ピークではより多くのテーリングが生じる

リテンションギャップを使用

3～5 m のリテンションギャップで足りる

スプリットレスまたはオンカラム注入の溶媒効果がない

初期カラム温度を低くする

ピークテーリングはリテンションタイムの経過と共に減少する

スプリット比が低すぎる

スプリット比を増加させる

スプリットベントからの流量は 20 mL/min 以上にする
必要がある

カラムが適切に取り付けられていない

カラムを再度正しく取り付ける 初期溶出ピークに、より多くのテーリングが発生

注入口が汚染されていないか確認する

一部の活性化合物が常にテーリングを生じる なし

アミンとカルボン酸で頻繁に見られるピークの割れ考えられる原因

解決策

備考

注入方法

注入方法を変更する

通常はプランジャの押し下げがよくないか、シリンジニー
ドル内にサンプルがある。オートインジェクタを使用する

サンプル溶媒の混合

サンプル溶媒を別の溶媒に変更 両溶媒の極性または沸点に大きな差があるとさらに悪化する

カラムが適切に取り付けられていない

カラムを再度正しく取り付ける 通常、挿入位置に大きな誤りがある

インジェクタでのサンプル分解

インジェクタ温度を下げる
オンカラム注入に変更する

オンカラムインジェクタが必要

フォーカシングが不十分

リテンションギャップを使用

スプリットレス注入およびオンカラム注入用

温度が低すぎると、ピークの幅が広がったり、テーリングが生じる場合がある

www.agilent.com/chem/GC:jp497

Agilent J&W GC カラム

リテンションタイムの変化考えられる原因

解決策

備考

キャリアガス速度の変化

キャリアガス速度を確認

すべてのピークが、同じ方向に、ほぼ同じ量シフトする

カラム温度の変化

カラム温度を確認

すべてのピークが同じ量シフトするわけではない

カラム寸法の変化

カラムが同じものかどうか確認

化合物濃度の大幅な変化

異なるサンプル濃度を試す

隣接したピークに影響を及ぼすこともある。サンプルの過負荷は、スプリット比を上げるか、サンプルの希釈で修正する

インジェクタの漏れ

インジェクタに漏れがないか点検

通常、ピークサイズの変化が生ずる

ガス配管の閉塞

詰まった配管を清掃または交換

スプリットラインでより多く見られる。
流量コントローラとソレノイドも点検

セプタムの漏れセプタムを交換

ニードル先端を点検

サンプル溶媒が不適切

サンプル溶媒を別の溶媒に変更
リテンションギャップを使用

スプリットレス注入の場合のみ考えられる原因解決策

備考

検出器レスポンスの変化

ガスの流量、温度、設定を確認

すべてのピークが等しく影響を受けるわけではない

バックグラウンドレベルまたはノイズを確認検出器ではなく、システムの汚染により生じる場合がある

スプリット比の変化

スプリット比を確認

すべてのピークが等しく影響を受けるわけではない

パージ時間の変化

パージ動作ラインを点検

スプリットレス注入の場合のみ

注入量の変化

注入方法を確認

注入量はリニアではない

サンプル濃度の変化

サンプル濃度の点検と確認

分解、蒸発、サンプルの温度または pH の変動によっても変化が生じる

シリンジの漏れ

別のシリンジを使用

サンプルの漏れがプランジャまたはニードルで発生しても、多くの場合、漏れは目視確認できない

ピークサイズの変化

カラムの汚染498

カラムの先を切り取る

カラム前部から 0.5～1 m を切り取る

カラムの溶媒洗浄

溶媒洗浄は結合型および架橋型の固定相だけに実施

カラムの活性

修復不可

活性化合物だけが影響を受ける

共溶出

カラム温度または固定相を変更

カラム温度を下げ、ピークのショルダー部またはテール部の形状を確認

インジェクタディスクリミネーションの 同じインジェクタパラメータを変化
維持

スプリット注入で最も重要サンプルの逆流

注入量を減らし、より大きいライナを使用し、注入口温度を下げる

溶媒量を減らし、流量を増加させることが最も有効

注入口の汚染による分解

インジェクタを清掃し、ライナとゴールドシールを交換

注入口には不活性化処理済みライナとガラスウールだけを使用

Agilent J&W GC カラム

分離能の低下考えられる原因

解決策

備考

異なるカラム温度

カラム温度を確認

他のピークの差は目視確認できる

異なるカラム寸法または固定相

カラムが同じものかどうか確認

他のピークの差は目視確認できる

別のピークを伴う共溶出

カラム温度を変更

カラム温度を下げ、ピークのショルダー部またはテール部の形状を確認

キャリアガス速度の変化

キャリアガス速度を確認

リテンションタイムの変化も生じる

カラムの汚染カラムの先を切り取る

カラム前部から 0.5～1 m を切り取る

カラムの溶媒洗浄

溶媒洗浄は結合型および架橋型の固定相だけに実施

インジェクタの変化

インジェクタ設定を確認

特に、スプリット比、ライナ、温度、注入量を確認する

サンプル濃度の変化

異なるサンプル濃度を試す

高濃度ではピーク幅が増大する

不適当な溶媒作用、フォーカシングの欠如

オーブン温度を下げ、より高品質の スプリットレス注入の場合のみ溶媒を使用し、サンプル相の極性を適合させ、リテンションギャップを
使用する

分離の低下

ピーク幅の増大www.agilent.com/chem/GC:jp499

GC および GC/MS アプリケーション

GC および GC/MS アプリケーション
業種別アプリケーション
40 年を超えるクロマトグラフィーの専門知識を持つアジレントには、さまざまなアプリケーショ
ンに対する豊富な知識と経験があります。さらに、新しいアプリケーションやカラムの開発も継続して行っています。
最新アプリケーションを業種別に紹介します。
環境 - 速度と精度に対する要求を満たしながら、大気中のハロカーボン濃度の測定や、土壌中の有機塩素系農薬の同定などの重要な分析を実行する方法を説明します。
501 ページをご覧ください
食品および香料 - 香料、香水、エッセンシャルオイルの品質、安全性、法規制対応について紹介します。また、キラル化合物、メントール、FAME に重点を置いて紹介します。

554 ページをご覧ください
エネルギーおよび燃料 - 各種規制項目に適応し、分析効率を高め、環境の維持管理のために使用できる、プロピレン中の硫黄化合物の分析などのアプリケーションを紹介しています。
576 ページをご覧ください
工業化学 - 製品の品質と製造における効率を重視し、アルコール、ハロゲン化炭化水素、芳香族
溶媒、フェノール、無機ガスの最新アプリケーションを紹介します。

602 ページをご覧ください
法医学/毒物学および医薬品 - アンフェタミン、麻酔薬、アルコールなどの規制物質のスクリーニ
ングメソッドに関する最新情報をお届けします。また、残留溶媒をモニタリングするための最新の方法を紹介しています。
635 ページをご覧ください

ヒントとテクニック
およそ 2000 の GC アプリケーションと標準メソッドを ScanView データベースで検索することができます。ScanView のコピー (英語) は、www.agilent.com/chem/scanview から
ダウンロードできます。

500

環境アプリケーション、炭化水素

環境アプリケーション、炭化水素
無鉛ガソリンカラム :DB-VRX124-1534
30 m x 0.45 mm、2.55 µm

キャリアガス : ヘリウム、109 cm/s (10.4 mL/min)、40 °C で測定

注入 :

LVI (Low Volume Injector)

オーブン :

検出器 :A : FID、250 °C
B : PID (O.I.A. 4430)、200 °C

サンプル :

5 mL 水溶液中に 115 ppb のガソリン

40 °C で 2 分間、
12 °C/min で 40～200 °C
200 °C で 5 分間

サンプリング : パージ & トラップ (O.I.A.4560)
トラップ : BTEX (Supelco)、50 °C、パージ中
脱着 :270 °C で 1 分間

4

A: FID4

B: PID

1. 3-Methylpentane
2. Benzene
3. Isooctane

66

4. Toluene
5. Ethylbenzene
6. m, p-Xylene
7. o-Xylene

2
1

2

8

8
7

5

3

8. 1,2,4-Trimethylbenzene
9. Naphthalene

7
5
9

0

2

4

6
Time (min)

8

10

9

12

0

2

4

6
Time (min)www.agilent.com/chem/GC:jp

8

10

12
GCEH003501

環境アプリケーション、炭化水素

水および土壌中クロロフェノールの測定
カラム :オーブン :

VF-5msCP896160 m x 0.32 mm、0.25 µm
60 °C、30 °C/min で 60～300 °C

キャリアガス : ヘリウム、80 kPa
注入 :スプリットレス、初期時間 : 1 分、スプリットフロー : 50 mL/min

250 °C
2 µL
検出器 :サンプル :

1. フェノール

10. 2,4,6-トリクロロフェノール

2. 2-クロロフェノール

11. 2,3,6-トリクロロフェノール

3. 3-クロロフェノール

12. 2,3,5-トリクロロフェノール

4. 4-クロロフェノール

13. 2,4,5-トリクロロフェノール

5. 2,6-ジクロロフェノール

14. 2,3,4-トリクロロフェノール

6. 2,4,+2,5-ジクロロフェノール

15. 3,4,5-トリクロロフェノール

7. 3,5-ジクロロフェノール

16. 2,3,5,6-テトラクロロフェノール

8. 2,3-ジクロロフェノール

17. 2,3,4,6-テトラクロロフェノール

9. 3,4-ジクロロフェノール

MS
280 °C

45000

イソヘキサン

40000

サンプル濃度 : 標準、1 µg/mL、無水酢酸による誘導体化

18. 2,3,4,5-テトラクロロフェノール
6

35000
30000
2

Dr. Weßling、Laboratorien GmbH に謝意を表します。

4

3

12

25000

9
5

7 8

13

20000

10
1

15000

14
15

11

17
16

10000

18

5000
0
4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 min

ECD での PBDE
カラム :DB-XLB
15 m x 0.18 mm、0.07 µm

アジレントのカスタムカラム

キャリアガス : 水素、72 cm/s、100 °C (4.0 mL/min)、
定流量モード1. 2,2',4- トリ BDE (BDE-17)
2. 2,4,4'- トリ BDE (BDE-28)

8. 2,2',3,4,4'- ペンタ BDE (BDE-85)
9. 2,2',4,4',5,6'- ヘキサ BDE (BDE-154)

オーブン :

3. 2,3',4',6- テトラ -BDE (BDE-71)

10. 2,2',4,4',5,5'- ヘキサ BDE (BDE-153)

4. 2,2',4,4'- テトラ -BDE (BDE-47)

11. 2,2',3,4,4',5'- ヘキサ BDE (BDE-138)

5. 2,3',4,4'- テトラ BDE (BDE-66)

12. 2,2',3,4,4',5',6- ヘプタ BDE (BDE-183)

6. 2,2',4,4',6- ペンタ BDE (BDE-100)

13. 2,3,3',4,4',5,6- ヘプタ BDE (BDE-190)
14. デカ BDE (BDE-209) (12.5 mg/mL)

100 °C で 0.5 分間
30 °C/min で 100～300 °C
300 °C で 5 分間

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 20:1

検出器 :ECD、300 °C

7. 2,2',4,4',5- ペンタ BDE (BDE-99)

11ピーク、各同族体 (2.5 mg/mL)
サンプル :

45

2
3
1

1 µL

10

7
9

6
8

12
13

PBDE 標準試料について、AccuStandard, Inc. (New Haven , CT) に

BDE-209

謝意を表します。

0

502

2

4

6
Time (min)

8

10

12
GCES003

環境アプリケーション、炭化水素

ディーゼル燃料
カラム :DB-5ms125-5532
30 m x 0.53 mm、1.50 µm

推奨消耗品

キャリアガス : ヘリウム、48.5 cm/s、60 °C で測定
オーブン :

60 °C で 2 分間
12 °C/min で 60～300 °C
300 °C で 10 分間

注入 :ダイレクト、280 °C

検出器 :FID、250 °C

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、シングルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、G1544-80730

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

窒素メークアップガス、30 mL/min
サンプル :

1 µL 注入、ヘキサン溶媒
A : 標準サンプル、50 ng/成分
B : サンプル、0.6 mg/mL

1. n-C10, Decane
2. n-C12, Dodecane
3. n-C14, Tetradecane
4. n-C16, Hexadecane

ディーゼル燃料標準サンプル
50 ng/成分

ディーゼル燃料

5. n-C18, Octadecane

0.6 mg/mL

6. n-C20, Eicosane

AB

7. n-C22, Docosane
8. n-C24, Tetracosane

2

9. n-C26, Hexacosane

2

10. n-C28, Octacosane
3

1

4

3
5

6

7
8

9

4
5

10

6
7

1

10

8 9

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

Time (min)Time (min)25
GCEH004

多環芳香族炭化水素の分析
カラム :サンプル :

VF-Xms
CP880530 m x 0.25 mm、0.10 µm

1. ナフタレン
2. アセナフチレン

1 µL、オンカラムで 1 成分あたり 3 ng

3. アセナフテン

キャリアガス : ヘリウム、60 kPa
注入 :スプリット、T=275 °C

検出器 :Agilent イオントラップ MS

4. フルオレン
5. フェナントレン
85

6. アントラセン

6

7. フルオランテン

2
1

3

8. ピレン7

9. クリセン
9

10. ベンゾ[a]アントラセン

10

11. ベンゾ[k]フルオランテン

11 12

4

13

14 + 15

12. ベンゾ[b]フルオランテン
13. ベンゾ[a]ピレン

16

14. インデノ[1,2,3 -cd]ピレン
15. ジベンズ[a,h]アントラセン
16. ベンゾ[g,h,i]ペリレン

7

min

18
VGC0001

www.agilent.com/chem/GC:jp503

環境アプリケーション、炭化水素

ダイオキシンとジベンゾフラン
カラム :CP-Sil 88
CP617350 m x 0.25 mm、0.20 µm

サンプル :

1.0 µL トルエン

サンプル濃度 : 100～400 pg/µL
1. 2,3,7-8-TCDD

キャリアガス : ヘリウム、170 kPa (1.7 bar、24 psi)
オーブン :
注入 :検出器 :2. 2,3,7,8-TCDF

100 °C～180 °C～230 °C、3 °C/min

3. 1,2,3,7,8-PeCDF
4. 1,2,3,4,7,8-HxCDF

スプリットレス

5. 1,2,3,6,7,8-HxCDF

MSD

6. 2,3,4,7,8-PeCDF
101

7. 1,2,3,4,7,8-HxCDD + 1,2,3,7,8-PeCDD

2 3
4

8. 1,2,3,6,7,8-HxCDD

6

10. 1,2,3,4,6,7,8-HxCDF

9. 1,2,3,7,8,9-HxCDD
7
8

11. 2,3,4,6,7,8-HpCDD

12

12. 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

11

9

13. 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF

145

14. 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD

13

88

min

0

VGC0002

Agilent J&W DB-UI 8270D カラムを用いた
78 種類の半揮発性成分
カラム :DB-UI 8270D
122-9732
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

装置 :Agilent 7890 シリーズ GC

キャリアガス : ヘリウム、1.2 mL/min 定流量、セプタム、
パージ 3 mL/min、パージ時間 0.7 分、50 mL/min、ガスセーバオフ

pA
22

オーブン :

18

注入口ライナ:ホットスプリットレスモードの MMI、
275 °C で 1 µL

3

4 5
6

20

アバンダンス注入 :30 °C (1.0 分間)、15 °C/min で 30～100 °C、
20 °C/min で 100～240 °C (0.5 分間)、
15 °C/min で 240～325 °C (6.7 分間)

2

デュアルテーパダイレクトコネクトライナ

12
10

11

14
12
10

サンプリング : Agilent 7693、10.0 µL シリンジ (部品番号 G4513-80216)

8
6
0

2

4

半揮発性標準の 78 成分のトータルイオンクロマトグラムの例 (各成分について 10 ng のオンカラムロード)

504

8 9

16

検出器 :

MSD :トランスファライン 325 °C、イオン源 280 °C、
四重極 150 °C、範囲 m/z 35～550

7

1

6

時間 (分)

810

環境アプリケーション、炭化水素

ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
カラム :DB-5ms Ultra Inert
122-5512UI
15 m x 0.25 mm、0.25 µm

装置 :Agilent 6890N/5973B MSD

推奨消耗品

サンプリング : Agilent 7683B、5.0 µL シリンジ
(部品番号 5188-5246) 1.0 µL スプリットレス注入、
オンカラムで 1 成分あたり 5 ng

ライナ :ダイレクトコネクト、デュアルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、G1544-80700

シリンジ :

オートサンプラシリンジ、0.5 µL、23 ゲージ、コーンチップ、

5188-5246

キャリアガス : ヘリウム、72 cm/s、定流量160オーブン :
検出器 :

パルスドスプリットレス、325 °C、
1.5 分まで 20 psi、
2.0 分で 50 mL/min のパージ流量

17 °C/min で 150～325 °C、
5 分間保持MSD イオン源 300 °C、
四重極 150 °C、
トランスファライン 300 °C、スキャン範囲 m/z 200～1000

アバンダンス注入 :1. BDE-47

140
1

2. BDE-100

120

3. BDE-99
100

4. BDE-154

80

3

5. BDE-153

452

6. BDE-183

60

6

7. BDE-205

740

8. BDE-209

8
20
0
7.00

6.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

Time

15+1 種類の EU 規制対象の優先 PAH
Agilent J&W DB-EUPAH カラムを使用した

推奨消耗品

重要な異性体の分離
カラム :DB-EUPAH
121-9627
20 m x 0.18 mm、0.14 µm

装置 :Agilent 6890N/5975B MSD

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、デュアルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、G1544-80700

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

サンプリング : Agilent 7683B、5.0 µL シリンジ、0.5 µL スプリット
レス注入、注入速度 75 µL/min
キャリアガス : ヘリウム、ランプ流量 1.0 mL/min (0.2 分)、
5 mL/min2～1.7 mL/min

2. ベンズ [a] アントラセン

9. ベンゾ [a] ピレン
10. インデノ [1,2,3 -cd] ピレン

3. シクロペンタ [c,d] ピレン

11. ジベンズ [a,h] アントラセン

注入 :4. クリセン

12. ベンゾ [g,h,i] ペリレン

5. 5-メチルクリセン

13. ジベンゾ [a,l] ピレン

6. ベンゾ [b] フルオランテン

14. ジベンゾ [a,e] ピレン

7. ベンゾ [k] フルオランテン

15. ジベンゾ [a,i] ピレン

8. ベンゾ [i] フルオランテン

16. ジベンゾ [a,h] ピレン

検出器 :スプリットレス 325 °C、0.8 分でパージ流量 60 mL/min

45 °C で 0.8 分間、 45 °C/min で 45～200 °C、
2.5 °C/min で 200～225 °C、3 °C/min で225～266 °C、5 °C/min で 266～300 °C、
10 °C/min で 300～320 °C、320 °C で 4.5 分間保持

14000

MSD イオン源 300 °C、四重極 180 °C、トランス
ファライン 330 °C、スキャン範囲 m/z 50～550

10000

15 + 1 種の EU 規制対象の優先 PAH が、すべて DB-EUPAH カラム
で非常によく分離されました。分離が難しいベンゾ[b,k,j]フルオ
ランテン異性体はベースライン分離されるため、各異性体の正確な定量が可能です。また、重要な異性体対であるベンズ[a]アントラセンとシクロペンタ[c,d]ピレン、シクロペンタ[c,d]ピレンとクリセン、インデノ[1,2,3 -cd]ピレンとジベンズ[a,h]アントラ
センがベースライン分離されました。以上から、DB-EUPAH カラ
ムが EU 規制対象 PAH の分析で高い感度と選択性を実現できることが証明されました。

13000
12000
11000

アバンダンス

オーブン :

1. ベンゾ [c] フルオレン

1

Rs 2.4Rs 2.74

Rs 1.6Rs 2.6Rs 1.7

9000
8000

23

7000

7

5
6

6000

12

8
9

10

13
16
14
15

11

5000
4000
3000
2000
1000
0
10.00

15.00

20.00

www.agilent.com/chem/GC:jp

25.00
Time

30.00

35.00

40.00
EU_PAHs505

環境アプリケーション、農薬、除草剤

環境アプリケーション、農薬、除草剤
高速 CLP 農薬
カラム :DB-CLP1
123-8232
30 m x 0.32 mm、0.25 µm

カラム :DB-CLP2
123-8336
30 m x 0.32 mm、0.50 µm

装置 :1. テトラクロロ-m-キシレン
2. α-BHC
3. γ-BHC

デュアル µECD を備えた Agilent 7890 GC

4. β-BHC
5. ヘプタクロル

キャリアガス : ヘリウム、定流量、3.5 mL/min
オーブン :

6. δ-BHC
7. アルドリン

150 °C で 0.2 分間保持、45 °C/min で 150～250 °C、18 °C/min で 250～300 °C、30 °C/min で 300～330 °C、
2.5 分間保持

8. ヘプタクロロエポキシド
9. γ-クロルデン
10. α-クロルデン

サンプリング : Agilent 7693

11. エンドスルファン I

注入 :1 µL スプリットレス

12. 4,4'-DDE

検出器 :µECD、340 °C

14. エンドリン

サンプル :

50 ng/mL CLP 農薬

13. ディルドリン
15. 4,4'-DDD
16. エンドスルファン II

6

3

2

7
5

1

17. 4,4'-DDT

118 9

18. エンドリンアルデヒド

10 12 1319. 硫酸エンドスルファン
15420. メトキシクロル

21
16

17 18

21. エンドリンケトン

19
22

14

22. デカクロロビフェニル

20

2

3

4

2

3

5

6

7

8

6
7

5

1

10,11
8

9

12 13
15
16 18

4

21
19
17

14

22
20

2

506

3

4

5

6

7

8

環境アプリケーション、農薬、除草剤

EPA メソッド 504.1 – 1,2-ジブロモエタン (EDB)、
1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン (DBCP)、および
1,2,3-トリクロプロパン (123TCP)
カラム :DB-CLP1
123-8232
30 m x 0.32 mm、0.25 µm

カラム :DB-CLP2
123-8336
30 m x 0.32 mm、0.50 µm

キャリアガス : ヘリウム、定流量、3.75 mL/min
オーブン :

50 °C、1.5 分間保持、20 °C/min で 50～95 °C、
40 °C/min で 95～175 °C、1.25 分間保持

1. クロロホルム

7. 1,1,2-トリクロロエタン

2. 1,1,1-トリクロロエタン

8. ジブロモクロロメタン

3. 四塩化炭素

9. 1,2-ジブロモエタン (EDB)
10. ブロモホルム

4. トリクロロエタン
5. ブロモジクロロメタン

注入 :2 µL、スプリットレス、200 °C

検出器 :µECD、300 °C

サンプル :

100 ng/mL EPA 504.1 成分、100 ng/mL 塩素系溶媒+ トリハロメタン

6. テトラクロロエタン

11. 1,2,3-トリクロロプロパン (123TCP)
12. 1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン (DBCP)

5
8

3

12

6

2

7
4

1

2

3

3

100 ng/mL 塩素系溶媒 + THMs
100 ng/mL EPA 504.1 成分

10 11

9

4

5

5

6

min

8

2

12
7
6

1

2

4

10

9

3

4

11

100 ng/mL 塩素系溶媒 + THMs
100 ng/mL EPA 504.1 成分

5

6

min

Agilent J&W DB-CLP1/DB-CLP2 カラムを用いた EPA Method 504.1 による 1,2-dibromoethane (EDB)、1,2-dibromo-3-chloropropane (DBCP) および 1,2,3-trichloropropane(123TCP) の分析。設定温度が低いため、分析サイクル時間が短縮できます。

www.agilent.com/chem/GC:jp507

環境アプリケーション、農薬、除草剤

有機塩素系農薬、EPA メソッド 8081B
カラム :DB-CLP1
123-8232
30 m x 0.32 mm、0.25 µm

カラム :DB-CLP2
123-8336
30 m x 0.32 mm、0.25 µm

装置 :デュアル µECD を備えた Agilent 7890 GC

1. 1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン

24. ヘプタクロロエポキシド

キャリアガス : ヘリウム、43.5 cm/s (定流量)2. ヘキサクロロシクロペンタジエン

25. γ-クロルデン

オーブン :

3. 1-ブロモ-2-ニトロベンゼン

26. trans-ノナクロル

4. エトリジアゾール

27. α-クロルデン

5. クロロネブ

28. エンドスルファン I

6. トリフルラリン

29. 4,4'-DDE

80 °C で 0.5 分間保持、20 °C/min で 80～150 °C、
5 °C/min で 150～235 °C、
15 °C/min で 235～300 °C、5 分間保持

サンプリング : Agilent 7693

7. TCMX30. ディルドリン

8. プロパクロール

31. クロロベンジレート (250 ng/mL)

注入 :2 µL、スプリットレス

32. ペルタン (250 ng/mL)

検出器 :µECD、325 °C

9. ジアレート異性体 (250 ng/mL)
10. ヘキサクロロベンゼン
11. α-BHC

34. エンドリン

サンプル :

50 ng/mL 8081B 対象化合物

12. ペンタクロロニトロベンゼン

35. ニトロフェン

13. γ-BHC

36. 4,4'-DDD

33. クロロプロピレート (250 ng/mL)

14. β-BHC

37. エンドスルファン II

15. ヘプタクロル

38. 4,4'-DDT

16. ジクロン

39. エンドリンアルデヒド

17. アラクロール

40. 硫酸エンドスルファン

18. δ-BHC
19. クロロタロニル

41. カプタホール

20. アルドリン

43. エンドリンケトン

21. DCPA

44. マイレックス

22. イソドリン

45. cis-ペルメトリン

23. ケルセン

46. trans-ペルメトリン

42. メトキシクロル

47. デカクロロビフェニル

11
1

2

43

3

13
7

18

10
12

26

20

15

19

24

25

22

27 29
28

36

30

5

42
41

16

45,46
23

17

8
10

15

20

25

11

1

27,28

3

13

2

10

7

29 30

18

12

15
19

25

20
24

34
31,33

35

14
6
9

5

508

10

16
17

8
15

43

37
36

26

22

21

4

5

47

31-33

9
5

44

39
35

14

6

38 40

34

21

4

37

38 40
39
44

45,46

32
23
20

47

42
41

25

環境アプリケーション、農薬、除草剤

DB-624UI 有機酸に対する性能
カラム :DB-624 Ultra Inert
123-1334UI
30 m x 0.32 mm、1.80 µm

カラム :他社 624、30 m x 0.32 mm、1.8 µm

キャリアガス : 水素、4 mL/min 定流量

1. ギ酸 (<DL)

8. イソペンタン酸

2. 酢酸

9. n-ペンタン酸
10. n-ヘプタン酸

オーブン :

70 °C (1 分間)、20 °C/min で 70～260 °C

3. プロピオン酸

注入 :250 °C、1 µL、スプリット 1:200

4. アクリル酸

11. レブリン酸

5. イソ酪酸

12. 2-プロピルペンタン酸

6. 酪酸

13. 2-エチルヘキサン酸

7. メタクリル酸

14. シトロネル酸

注入口ライナ : 4 mm、ガラスウール
検出器 :

100

FID、260 °C
1

10

80

6

260 °C で 1 時間コンディショニングした後の DB-624UI カラム(A) および従来の他社 624 カラム (R) 上の有機酸混合物 C1～C10(6～17 ng)

4 5

8

9

7

11+12

2

60

13
3

40

20

A
R

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

EPA メソッド 551 – 塩素系溶媒、トリハロメタン (THMs)、消毒副生成物 (DBPs)
カラム :

カラム :

DB-CLP1
123-8232
30 m x 0.32 mm、0.25 µm

キャリアガス : ヘリウム、定流量、45 cm/s

DB-CLP2
123-8336
30 m x 0.32 mm、0.50 µm

オーブン :

35 °C、5.75 分間保持、20 °C/min で 35～95 °C、
40 °C/min で 95 ～200 °C、1.25 分間保持注入 :2 µL スプリットレス、200 °C

検出器 :µECD、300 °C
1. クロロホルム
2. 1,1,1-トリクロロエタン
3. 四塩化炭素

DB-CLP1

8

4. トリクロロアセトニトリル

5

15

7

17

1

5. トリクロロエタン

28
24 27
32
25
31
21
26
35
30

11

13

6. 抱水クロラール
7. ブロモジクロロメタン

33
34

20
2

8. 1,1-ジクロロ-2-プロパノン

39

12

18

16

9. ジクロロアセトニトリル

36
3 4

5

6

7.5

14

10

29

12.5

10. クロロピクリン

37
38

15

17.5

11. テトラクロロエタン
20

22.5

min

12. 1,1,2-トリクロロエタン
13. ジブロモクロロメタン

DB-CLP2

8
11
5

15

17

21

13 20
2

12 18
9,10
3

7.5

14. 1,2-ジブロモエタン

27
24 -26 28

33

15. 1,1,1-トリクロロ-2-プロパノン

34 35

16. ブロモクロロアセトニトリル

31 32

7

1

5

22
23

19

9 10

14

64
10

12.5

19
16

30

17. ブロモホルム

39

18. 1,2,3-トリクロロプロパン

36

22

23

15

37
38

29
17.5

20

19. ジブロモアセトニトリル
22.5

min

www.agilent.com/chem/GC:jp

20. 1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン

509

環境アプリケーション、農薬、除草剤

半揮発性物質の分析
カラム A:

カラム B:

DB-5.625
122-5632
30 m x 0.25 mm、0.50 µm

ADB-5.625
121-5622
20 m x 0.18 mm、0.36 µm

キャリアガス : ヘリウム、定流量モード、1.1 mL/min
オーブン :

4.00

40 °C で 1 分間、25 °C/min で 40～320 °C
4.80 分間保持注入 :300 °C で 0.5 µL スプリットレス注入、QuickSwap
圧力 5.0 psi (データ取り込み中)、80.0 psi (バックフラッシュ中)、バックフラッシュ中は注入口を1.0 psi に設定

検出器 :Agilent 5975C MSD ターボポンプ仕様、
6 mm 口径のドローアウトレンズ搭載、
部品番号 G2589-20045

12.00

20.00

24.00
GCHE001

B

6.00

8.00

10.00
Time (min)

12.00

14.00

16.00

米国 EPA メソッド 8270、5 ng/mL システム性能チェック化合物のクロマトグラム、DB-5.625、20 m x 0.18 mm、0.36 µm を使用

ヒントとテクニック
Agilent 7890B GC システムの詳細については、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

510

16.00
Time (min)米国 EPA メソッド 8270、5 ng/mL システム性能チェック化合物のクロマトグラム、DB-5.625、30 m x 0.25 mm、0.5 µm を使用

4.00

内径 0.25 mm カラムのメソッドを内径 0.18 mm に変更すると、分析時間が 32 % 削減されます。より高速な内径 0.18 mm の分離では、分析対象物の 77 のピークにおける分離能も維持
されます。

8.00

GCHE002

環境アプリケーション、農薬、除草剤

農薬、EPA 508.1
カラム :DB-35ms
123-3832
30 m x 0.32 mm、0.25 µm

カラム :DB-XLB
123-1236
30 m x 0.32 mm、0.50 µm

キャリアガス : ヘリウム 45 cm/s (定流量モードで EPC)
オーブン :

推奨消耗品

75 °C で 0.5 分間
10 °C/min で 75～300 °C
300 °C で 2 分間

注入 :スプリットレス、250 °C
30 秒のパージ時間

検出器 :µECD、350 °C

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、シングルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、G1544-80730

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

窒素メークアップガス(カラム + メークアップガス流量 = 30 mL/min 定流量)
サンプル :

1 成分あたり 50 pg
1. ヘキサクロロシクロペンタジエン
2. エトリジアゾール

7DB-35ms
6

3. クロロネブ

16
15

11

4. トリフルラリン
5. プロパクロール

28

21, 22

6. ヘキサクロロベンゼン

24 25 2720

7. α-BHC
8. アトラジン

26

13

17

32

18
1

30

9. ペンタクロロニトロベンゼン

31

35

10. シマジン33

11. γ-BHC
12. β-BHC

12
9, 10

4

2

13. ヘプタクロル
14. アラクロール

36

15. δ-BHC
16. クロロタロニル

23
38

34

14

3

19

5

29

8

10

12

17. アルドリン

37

8

18. メトリブジン
16Time (min)

14

18

22

20

24
GCEP005

19. メトラクロール
20. DCPA
21. 4,4'- ジブロモビフェニル
22. ヘプタクロロエポキシド

7 6

DB-XLB

23. シアナジン
24. γ-クロルデン
25. α-クロルデン

15 16

8,11

24 25 27

20
13

17

22

26. エンドスルファン I

28

27. 4,4'-DDE
28. ディルドリン

26

29. クロロベンジレート

32

30. エンドリン

35
30 31

18

1

31. 4,4'-DDD

33

32. エンドスルファン II

12
4

33. 4,4'-DDT

2

34. エンドリンアルデヒド
2135. 硫酸エンドスルファン

36

36. メトキシクロル

23
3
5
8,10

8

10

12

34

14

14

16
Time (min)38

37. cis-ペルメトリン

37

38. trans-ペルメトリン

29
19

18

20

22

24
GCEP006

www.agilent.com/chem/GC:jp511

環境アプリケーション、農薬、除草剤

フェノキシ酸除草剤 – メチル誘導体、EPA 8151A
カラム :DB-35ms
123-3832
30 m x 0.32 mm、0.25 µm

推奨消耗品

キャリアガス : ヘリウム 45 cm/s (定流量モードで EPC)
オーブン :

注入 :検出器 :サンプル :

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリットレス、シングルテーパ、不活性処理済、内径 4 mm、5181-3316

50 °C で 0.5 分間
25 °C/min で 50～100 °C
12 °C/min で 100～320 °C
320 °C で 2 分間

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

シリンジ :

1. ダラポン
2. 3,5- ジクロロ安息香酸

スプリットレス、250 °C
30 秒のパージ時間

3. 4- ニトロフェノール
4. メチル -2,4- ジクロロフェニルアセテート (SS)µECD、350 °C

5. ジカンバ

窒素メークアップガス(カラム + メークアップガス流量 = 30 mL/min 定流量)6. MCPP
7. MCPA11

8. 4,4'-ジブロモオクタフルオロビフェニル (IS)

各成分 50 pg

9. ジクロロプロップ
10. 2,4-D
8

11. ペンタクロロフェノール
12. 2,4,5-T,P
13. 2,4,5-T

18
12

DB-35ms

14. クロラムベン

20

13
19

5

15. ジノセブ

14 15

16. 2,4-DB

2
4

1
3

6

7

9

17. ベンタゾン

10
16

17

18. DCPA
19. ピクロラム

2

4

6

8

10
Time (min)

512

12

14

16
GCEP017

20. アシフルオルフェン

環境アプリケーション、農薬、除草剤

高速 CLP (Contract Laboratory Program) 農薬分析の比較
カラム :DB-17ms
121-4722
20 m x 0.18 mm、0.18 µm

カラム :DB-XLB
121-1222
20 m x 0.18 mm、0.18 µm

キャリアガス : 水素 (120 °C で 69 cm/s、
ランプ流量 99 mL/min～106 cm/s (4.4 分))
オーブン :

注入 :

検出器 :

120 °C で 0.32 分間、120 °C/min で
120～160 °C、30 °C/min で 160～258 °C、258 °C で 0.18 分間、38.81 °C/min で258～300 °C、300 °C で 1.5 分間

DB-17ms 一次分析カラム
DB-XLB 確認カラム
15
14
1
3

2

6 5 7
4

17
19

12 13
10
8 9 11

1. Tetrachloro-m-xylene

2218

2. α-BHC

21

3. γ-BHC
4. β-BHC
5. δ-BHC
6. Heptachlor

1

2

3

4
Time (min)56

7. Aldrin
8. Heptachlor epoxide
9. γ-Chlordane

スプリット/スプリットレス、220 °C、
パルスドスプリットレス (35 psi で 0.5 分間、 Hz
400
1 分でパージ流量 40 mL/min オン、
350
3 分でガスセーバ流量 20 mL/min オン)
300µECD、320 °C、窒素メークアップガス、
カラム + メークアップ流量 =60 mL/min 定流量

20

16

Hz
300
275
250
225
200
175
150
125
100

10. α-Chlordane
11. Endosulfan I

22
20

1
2

250

5

3
4

200

6

7

16 19
12 13 15 17
10
14 18
8
11
9

21

12. 4,4' DDE
13. Dieldrin
14. Endrin
15. 4,4' DDD

150

1

2

3

4
Time (min)5

16. Endosulfan II6

17. 4,4' DDT
GCHE004

18. Endrin aldehyde
19. Endosulfan sulfate
20. Methoxychlor

他社 A 一次分析カラム、20 m x 0.18 mm、0.18 µm
他社 A 確認カラム、20 m x 0.18 mm、0.14 µm

21. Endrin ketone
22. Decachlorobiphenyl

ピークテーリング

Hz
450
400
350
300
250
200
150
100

ピークテーリング

共溶出

1

2

3

4
Time (min)

Hz

5

6

ピークテーリング

700

ピークテーリング

600
500

ベース
ライン
上昇

400
300
200

1

2

3

4
Time (min)5

6
GCHE005

DB-17ms 一次分析カラムおよび DB-XLB 確認カラムは、シャープなピーク形状と最低限のベースラインドリフトで、6 分以内に対象ピークを分離しました。
これに対し、他社 A の一次分析カラムでは、明らかなピークテーリングを示し、22 のピークのうち 20 のピークしか分離できませんでした。
他社 A の確認カラムでは、22 のピークすべてを分離しましたが、ピークテーリングとベースラインドリフトを示しました。

www.agilent.com/chem/GC:jp513

環境アプリケーション、農薬、除草剤

アロクロール 1016～1268 (1221 を除く)
カラム :DB-XLB
121-1232
30 m x 0.18 mm、0.18 µm

キャリアガス : ヘリウム、37 cm/s、150 °C で測定
オーブン :

100 °C で 1 分間
1.2 °C/min で 100～265 °C

注入 :高温オンカラム、250 °C

検出器 :MSD、トランスファライン 340 °C、SIM

サンプル :

30

イソオクタン溶液 1 µL、12.5 ppm

40

50

60

70
Time (min)

80

90

100

110

120
GCES004

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、シングルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、G1544-80730

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

CLP 農薬
カラム :

カラム :

DB-35ms
123-3832
30 m x 0.32 mm、0.25 µm

DB-35ms

2
3
7

12
13
8 9 10
11

1

DB-XLB
123-1236
30 m x 0.32 mm、0.50 µm

51. Tetrachloro m-xylene (SS)1516

6

2. α-BHC

18 19
17

14

4

21
22

3. γ-BHC
4. β-BHC
5. Heptachlor

キャリアガス : ヘリウム 45 cm/s (定流量モードで EPC)
オーブン :

注入 :検出器 :スプリットレス、250 °C
30 秒のパージ時間

7. Aldrin
8. Heptachlor epoxide
9. γ-Chlordane
6

8

10

12

14

16

Time (min)
GCEP001µECD、350 °C

1 成分あたり 50 pg

10. α-Chlordane
11. Endosulfan I
12. 4,4'-DDE
13. Dieldrin

窒素メークアップガス(カラム + メークアップガス流量 =30 mL/min 定流量)
サンプル :

6. δ-BHC

20

100 °C で 0.5 分間
15 °C/min で 110～320 °C
320 °C で 2 分間

16 分以内に 22 成分の CLP 農薬すべてを分離、確認

14. Endrin
15. 4,4'-DDD
16. Endosulfan II

DB-XLB

2
9
1

7

3

8

10

17. 4,4'-DDT
11

18. Endrin aldehyde
19. Endosulfan sulfate

1213

20. Methoxychlor
16
15

21. Endrin ketone

21

6
14

5

22. Decachlorobiphenyl (SS)

18 19

4

22

17

SS - サロゲート標準

20

6

8

10

12
Time (min)14

16
GCEP002

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリットレス、シングルテーパ、不活性処理済、内径 4 mm、5181-3316
シリンジ :

514

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

環境アプリケーション、農薬、除草剤

高速 VOC、EPA メソッド 8260
カラム :DB-VRX
121-1524
20 m x 0.18 mm、1.00 µm

キャリアガス : ヘリウム、55 cm/s (1.5 mL/min)
オーブン :

45 °C で 3.0 分間
36 °C/min で 45～190 °C
20 °C/min で 190～225 °C
225 °C で 0.5 分間

サンプリング : パージ & トラップ (Tekmar 3100)
パージ :
11 分
トラップ : VoCarb 3000
予備加熱 : 245 °C
脱着 :250 °C で 1 分間
空焼き :260 °C で 10 分間
ラインおよびバルブ : 100 °C

注入 :スプリット、150 °C
スプリット比 60:1

検出器 :Agilent 5975 MSD
スキャン範囲 : m/z 35～260
スキャン速度 : 3.25 スキャン/s
四重極温度 : 150 °C
イオン源温度 : 200 °C
トランスファライン温度 : 200 °C

サンプル :

5 mL• ハロゲン化および芳香族対象化合物 (40 ppb)
• 内部標準 (20 ppb)
• 極性対象化合物(エーテル、アルコール、ケトンなど、100～800 ppb)

1. ジクロロジフルオロメタン 47. 四塩化炭素

93. プロピルベンゼン

2. クロロメタン

94. 2- クロロトルエン

48. クロロアセトニトリル

3. ヒドロキシプルピオニトリル 49. ベンゼン
4. 塩化ビニル

95. 4- クロロトルエン
50. tert - アミルメチルエーテル 96. 1,3,5- トリメチルベンゼン

5. ブロモメタン

51. フルオロベンゼン (IS)97. ペンタクロロエタン

6. クロロエタン

52. 2- ペンタノン

98. tert - ブチルベンゼン

7. エタノール

53. ジブロモエタン

8. アセトニトリル

54. 1,2- ジクロロプロパン

99. 1,2,4- トリメチルベンゼン
100. sec- ブチルベンゼン

9. アクロレイン

55. トリクロロエチレン

101. 1,3- ジクロロベンゼン

28, 2910. トリクロロフルオロメタン 56. ブロモジクロロメタン

102. 塩化ベンジル

11. イソプロピルアルコール57. 2- ニトロプロパン

12. アセトン

58. 1,4- ジオキサン

103. 1,4- ジクロロベンゼン - d4 (IS)104. 1,4- ジクロロベンゼン

13. エチルエーテル

59. エピクロロヒドリン

105. イソプロピルトルエン

14. 1,1- ジクロロエタン

60. メタクリル酸メチル

106. 1,2- ジクロロベンゼン

15. tert - ブチルアルコール

61. cis -1,3- ジクロロプロペン

107. ブチルベンゼン

16. アクリロニトリル

62. プロピオラクトン

108. 1,2- ジブロモ -3- クロロプロパン

17. 塩化メチレン

63. ブロモアセトン

109. ヘキサクロロエタン

18. 塩化アリル

64. ピリジン

110. ニトロベンゼン

19. アリルアルコール

65. trans - 1,3- ジクロロプロペン 111. 1,2,4- トリクロロベンゼン

20. 1- プロパノール

66. 1,1,2- トリクロロエタン

112. ナフタレン

21. プロパルギルアルコール

67. トルエン - d8 (IS)113. ヘキサクロロブタジエン

22. trans -1,2- ジクロロエチレン 68. トルエン
23. MTBE

69. 1,3- ジクロロプロパン

24. 1.1- ジクロロエタン

70. パラアルデヒド

25. プロピオニトリル

71. メタクリル酸エチル

26. 2- ブタノン

72. ジブロモクロロメタン

27. ジイソプロピルエーテル

73. 3- クロロプロピオニトリル

28. cis -1,2- ジクロロエチレン

74. 1,2- ジブロモエタン

29. メタクリロニトリル

75. テトラクロロエチレン

30. ブロモクロロメタン

76. 1,1,1,2- テトラクロロエタン

31. クロロホルム

77. 1- クロロヘキサン

32. 2,2- ジクロロプロパン
33. 酢酸エチル

5975 に最適
8-10

14, 15
17
18

49
23

5

2

55

24

13

1
3, 4 6114. 1,2,3- トリクロロベンゼン
732-34
35, 3631
30

43, 4441, 42 45
39, 40
47

37

46

25

11 12

21
19 20

1.0

61

54
56, 5751

53

59, 60

48
27

38

50

52

26

2.0

3.0

Time (min)58

61, 62

4.0
101, 102
103, 104
100
105
98 99

80-82
96, 9777, 7886, 87 90, 91
93

78. クロロベンゼン

79

68

84,85

94
95

98

92

79. エチルベンゼン

34. エチル - tert - ブチルエーテル 80. ブロモホルム

22

16

107

6.4

106

6.6
114
113
112

111
109

75

6.5

76
66 69, 70
65 67 71
72

35. アクリル酸メチル

81. m- キシレン

36. ジブロモフルオロメタン (IS)82. p- キシレン

37. イソブタノール

83. trans - ジクロロブテン

38. ジクロロエタン - d4 (IS)84. 1,3- ジクロロ -2- プロパノール

39. ペンタフルオロベンゼン

85. スチレン

40. 1,2- ジクロロエタン

86. 1,1,2,2- テトラクロロエタン

41. 1,1,1- トリクロロエタン

87. o- キシレン

推奨消耗品

42. 1- クロロブタン

88. 1,2,3-トリクロロプロパン

43. クロトンアルデヒド

89. cis - ジクロロブテン

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

44. 2- クロロエタノール

90. 4- ブロモフルオロベンゼン (IS)ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

45. 1,1- ジクロロプロパン

91. イソプロピルベンゼン

46. 1- ブタノール

92. ブロモベンゼン

シール :金メッキシール、18740-20885

74
63, 64

83

88
89

110
108

73

5.0

www.agilent.com/chem/GC:jp

6.0

Time (min)

7.0

8.0
GCEV003515

環境アプリケーション、農薬、除草剤

PBDE
DB-XLB
122-1231
30 m x 0.25 mm、0.10 µm

100 °C で 1 分間、20 °C/min で 100～340 °C、
340 °C で 12 分間

注入 :クールオンカラム、オーブントラックモード

検出器 :Agilent 5973 MSD、トランスファライン 325 °C、
EI SIM(モニタリングイオン : m/z 231.8、248.0、327.9、398.6、400.5、405.8、845.7、563.6、643.5、721.4、799.3)

サンプル :

0.5 µL

Abundance

オーブン :

Ion 485.70 (485.40 to 486.40): PBDE-105.D
テトラ-BDE
各 100 ppb

1000
500
0

10:00

11:00

12:00

13:00

Ion 563.60 (563.30 to 564.30): PBDE-105.D
Abundance

キャリアガス : ヘリウム、38 cm/s、100 °C (1.2 mL/min)、
定流量モードペンタ-BDE
各 150 ppb

1000
500
0

10:00

11:00

12:00

13:00

Ion 643.50 (643.50 to 644.20): PBDE-105.D
Abundance

カラム :ヘキサ-BDE
各 200 ppb

1000
500
0

10:00

11:00

12:00

13:00

Abundance

Ion 721.70 (721.40 to 722.40): PBDE-105.D

ヘプタ-BDE
各 250 ppb

1000
500
0

10:00

11:00

12:00

13:00
GCES014

詳細については、アプリケーションノートをご覧ください。ホームページ (www.agilent.com/chem/jp) のライブラリから「資料ライブラリー」を選択し、「キーワード」欄に 5989-0094EN と入力してください。

516

環境アプリケーション、農薬、除草剤

GC/MS (スプリット注入) による EPA 揮発性物質
カラム :DB-VRX
122-1564
60 m x 0.25 mm、1.40 µm

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

キャリアガス : ヘリウム、30 cm/s、45 °C で測定

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

オーブン :

シール :ゴールドシールキット、5188-5367

45 °C で 10 分間
12 °C/min で 45～190 °C
190 °C で 2 分間
6 °C/min で 190～225 °C
225 °C で 1 分間

61,62 68,63

サンプリング : パージ & トラップ (O.I.A. 4560)
パージ :ヘリウム、40 mL/min で 11 分間
トラップ : Tenax/シリカゲル/Carbosieve
予熱 :175 °C脱着 :220 °C で 0.6 分間
注入 :スプリット、110 °C
スプリット流量 30 mL/min

検出器 :MSD、トランスファライン 235 °C
フルスキャン m/z 35～260 (m/z 44 減算)

60 64 70716672 75 74
5758
73
67 7879
44
50
76 80 83
32 42, 43 49 53
81
69
82
59
33
47,45
84
51
29,30
77
363739 40 46
52
54
38
85
27
31
55
13
25
34
10, 145641
12
65
20 21 28
16 15
24 23
86
7
11
18, 22
23 4
26
5
6
1
19
9
87
48

0

5

10

15
Time (min)20

25

1. ジクロロジフルオロメタン

32. 四塩化炭素

63. o- キシレン

2. クロロメタン

33. ベンゼン

64. スチレン

3. 塩化ビニル

34. 1,2- ジクロロエタン

65. ブロモホルム

4. ブロモメタン

35. 2,2- ジメチルヘキサン

66. イソプロピルベンゼン

5. クロロエタン

36. フルオロベンゼン (IS)

6. トリクロロフルオロメタン

37. 1,4- ジフルオロベンゼン (IS)67. 4- ブロモフルオロベンゼン (SS)68. 1,1,2,2- テトラクロロエタン

7. ジエチルエーテル

38. トリクロロエチレン

69. ブロモベンゼン

8. 1,1- ジクロロエタン

39. 1,2- ジクロロプロパン

70. 1,2,3- トリクロロプロパン

9. アセトン40. メタクリル酸メチル

71. trans -1,4- ジクロロ -2- ブテン

10. ヨードメタン

41. ジブロモエタン

72. n- プロピルベンゼン

11. 二硫化炭素

42. ブロモジクロロメタン

73. 2- クロロトルエン

12. 塩化アリル

43. 2- ニトロプロパン

74. 1,3,5- トリメチルベンゼン

13. 塩化メチレン

44. クロロアセトニトリル

75. 4- クロロトルエン

14. アクリロニトリル

45. cis -1,3- ジクロロプロペン

76. tert - ブチルベンゼン

15. メチル - tert - ブチルエーテル

46. 4- メチル -2- ペンタノン

77. ペンタクロロエタン

16. trans -1,2- ジクロロエチレン

47. 1,1- ジクロロ -2- プロパノン

78. 1,2,4- トリメチルベンゼン

17. ヘキサン

48. トルエン

79. sec- ブチルベンゼン

18. 1.1- ジクロロエタン

49. trans - 1,3- ジクロロプロペン

80. 1,3- ジクロロベンゼン

19. 2- ブタノン

50. メタクリル酸エチル

81. p- イソプロピルトルエン

20. cis -1,2- ジクロロエチレン

51. 1,1,2- トリクロロエタン

82. 1,4- ジクロロベンゼン

21. 2,2- ジクロロプロパン

52. テトラクロロエチレン

83. n- ブチルベンゼン

22. プロピオニトリル

53. 1,3- ジクロロプロパン

84. 1,2- ジクロロベンゼン

23. アクリル酸メチル

54. 2- ヘキサノン

85. ヘキサクロロエタン

24. メタクリロニトリル

55. ジブロモクロロメタン

86. 1,2- ジブロモ -3- クロロプロパン

25. ブロモクロロメタン

56. 1,2- ジブロモエタン

87. ニトロベンゼン

26. テトラヒドロフラン

57. 1- クロロ -3- フルオロベンゼン (IS)88. 1,2,4- トリクロロベンゼン

27. クロロホルム

58. クロロベンゼン

89. ヘキサクロロブタジエン

28. ペンタフルオロベンゼン (IS)59. 1,1,1,2- テトラクロロエタン

90. ナフタレン

29. 1,1,1- トリクロロエタン

60. エチルベンゼン

91. 1,2,3- トリクロロベンゼン

30. 1- クロロブタン

61. m- キシレン

31. 1,1- ジクロロプロパン

62. p- キシレン

www.agilent.com/chem/GC:jp

89
88

90
91

30
GCEV001517

環境アプリケーション、農薬、除草剤

EPA メソッド 525.2

推奨消耗品

カラム :

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、シングルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、G1544-80730

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

DB-5ms122-5532
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

キャリアガス : ヘリウム、32 cm/s、45 °C で測定、定流量モード
オーブン :

45 °C で 1 分間
30 °C/min で 45～130 °C
130 °C で 3 分間
12 °C/min で 130～180 °C
7 °C/min で 180～240 °C
12 °C/min で 240～325 °C
325 °C で 5 分間

化合物

注入 :

スプリットレス、300 °C
1.0 分のパージ時間
フォーカスライナ

検出器 :MSD、トランスファライン 325 °C
フルスキャン m/z 45～450

化合物

化合物

RT

m/z

RT

m/z

5.85

82

49. 2,4,5-トリクロロビフェニル

15.59

256

84. DEF

2. 1,3-ジメチル-2-ニトロベンゼン (SS) 6.65

134

50. メトリブジン

15.95

198

7.41

109

51. アラクロール

16.14

160

85. 2,2',4,4',5,6'-ヘキサクロロビフェニル 19.90
19.92
86. ディルドリン

360

3. ジクロルボス
4. ヘキサクロロシクロペンタジエン

8.87

237

52. シメトリン

16.23

213

87. カルボキシン

19.97

143

5. EPTC

9.17

128

53. アメトリン

16.33

227/170

88. エンドリン

20.43

67/81

6. メビンホス

10.09

127

54. ヘプタクロル

16.36

100

89. クロロベンジレート

20.56

139

7. ブチレート

10.18

57/146

55. プロメトリン

16.40

241/184

90. エンドスルファン II

20.68

195

1. イソホロン

RT

m/z

19.84

57/16979

8. バーナレート

10.42

128

56. プレバン (テルブトリン)

16.72

226/18591. p,p'-DDD

20.77

235/165

9. フタル酸ジメチル

10.45

163

57. ブロマシル

16.79

205

92. エンドリンアルデヒド

21.01

67

10. テラゾール (エトリダゾール)

10.47

211/183

58. フタル酸ジ-n-ブチル

16.90

149

93. ノルフラゾン

21.36

145

11. 2.6- ジニトロトルエン

10.56

165

59. 2,2',4,4'-テトラクロロビフェニル

17.02

292

94. フタル酸ベンジルブチル

21.49

149

12. チラム (ペブレート)

10.61

128

60. メトラクロール

17.11

162

95. 硫酸エンドスルファン

21.53

272

13. アセナフチレン

10.65

152

61. ダーズバン (クロルピリホス)

17.15

197/9796. p,p'-DDT

21.61

235/165

17.23

14. アセナフテン-d10 (IS)

11

164

62. シアナジン

225/6897. ヘキサジノン

21.68

171

15. クロロネブ

11.17

191

63. ダクタール (DCPA メチルエステル) 17.27

301

98. アジピン酸bis (2-エチルヘキシル)

21.87

129

16. 2-クロロビフェニル

11.19

188

64. アルドリン

17.29

66

326/325

11.37

156

65. トリアジメホン

17.43

57

99. リン酸トリフェニル (SS)100. エンドリンケトン (分解生成物)

21.98

17. テブチウロン

22.52

67/317

18. 2.4- ジニトロトルエン

11.51

165

66. ジフェナミド

17.73

72/167101. 2,2',3,3',4,4',6-ヘプタクロロビフェニル

22.59

394/396

19. モリネート

11.68

126

67. MGK-264 (異性体 A)

17.78

164/66102. ベンズ [a] アントラセン

22.66

228

20. フタル酸ジエチル

12.21

149

68. MGK-264 (異性体 B)

18.11

164

103. クリセン-d12 (IS)

22.68

240

21. フルオレン

12.35

166

69. ヘプタクロロエポキシド

18.28

81

104. 2,2',3,3',4,5',6,6'-オクタクロロビフェニル

22.70

430/428

22. プロパクロール

12.46

120

70. 2,2',3',4,6-ペンタクロロビフェニル

18.34

326

105. メトキシクロル

22.73

227

23. エトプロホス

12.82

158

71. メルホス

18.36

209/153

106. クリセン

22.74

228

24. シクロエート

12.86

83/15471. γ-クロルデン

18.88

373

107. フタル酸 bis (2- エチルヘキシル)

23.10

149

25. クロルプロファム

13.08

127

73. テトラクロルビンホス (スティリフォス)

18.95

109

108. フェナリモル

23.80

139

26. トリフルラリン

13.14

306

74. ブタクロール

19.03

176/160

109. シス-ペルメトリン

24.38

183

27. α-BHC

13.69

181

75. ピレン-d10 (SS)

19.13

212

110. trans-ペルメトリン

24.50

183

28. 2,3-ジクロロビフェニル

13.74

222/152

76. ピレン

19.18

202

111. ベンゾ [b] フルオランテン

25.06

252

29. ヘキサクロロベンゼン

13.77

284

77. α-クロルデン

19.21

375/373112. ベンゾ [k] フルオランテン

25.12

252

30. ゲサタミン (アトラトン)

13.99

196/169

78. エンドスルファン I

19.22

195

113. フルリドン

25.66

328

31. プロメトン

14.14

225/168

79. trans - ナノクロル

19.28

409

114. ベンゾ [a] ピレン

25.67

252

32. アトラジン

14.26

200/21580. フェナミホス

19.33

303/154

115. ペリレン-d12 (SS)

25.78

264

33. シマジン

14.27

201/186

81. ナプロパミド

19.39

72

116. インデノ [1,2,3-c,d] ピレン

27.63

276

34. β-BHC
35. ペンタクロロフェノール

14.28

181

82. トリシクラゾール

19.61

189

117. ジベンズ [a,h] アントラセン

27.69

278

14.35

266

83. p,p'-DDE

19.76

246

118. ベンゾ [g,h,i] ペリレン

28.11

276

36. プロパジン

14.35

214/17237. γ-BHC
38. テルブホス

14.52

181

14.62

57

39. プロナミド

14.69

173

40. ダイアジノン

14.76

137/179

41. フェナントレン-d10 (IS)

14.85

188

42. クロロタロニル

14.89

266

43. フェナントレン

14.92

178

44. ターバシル

15.02

161

45. メチルパラオキソン

15.04

109

46. ジスルホン

15.05

88

47. アントラセン

15.06

178

48. δ-BHC

15.20

181

100-115

6-19
27-48
72-99

49-71
1-5
20-26
116-1186

518

サンプル : AccuStandard の合成混合物
メソッド 525.2 標準試料 (M-525.2-SV-ASL、
M-525.2-FS-ASL、M-525.2-CP-ASL、
M-525.2-NP1-ASL、M-525.2-NP2-ASL) :2 ng/µL の対象化合物、5 ng/µL の IS/SS

7

8

9

10

11
12
Time (min)

13

14

15

16
GCES016

環境アプリケーション、農薬、除草剤

農薬および難燃剤 (US EPA 527)
カラム :DB-5ms Ultra Inert
122-5532UI
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

キャリアガス : ヘリウム、52 cm/s、定流量
オーブン :

60 °C で 1 分間、25 °C/min で 60～210 °C、20 °C/min で 210～310 °C (3 分間)

注入 :スプリットレス、250 °C、1 分でパージ流量 50 mL/min、
3 分でガスセーバ 80 mL/min オン

検出器 :トランスファーライン 290 °C、イオン源 300 °C、四重極 180 °C

サンプル :

農薬/PBDE 標準試料、1 ng、5 ng IS/SS オンカラム

1

2

6

25

23

30

9-14
27
8

17
24

32

26

7

28 29

20

15,16

33

21

3

34

18
31
4,5

19
22

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

1. 1.2-ジメチル-2-ニトロベンゼン

18. フェナミホス

2. アセナフチレン-d10

19. ニトロフェン

3. ジメトエート

20. ノルフラゾン

4. アトラジン

21. ケポン

5. プロパジン

22. ヘキサジノン

6. アントラセン-d10

23. リン酸トリフェニル

7. ビンクロゾリン

24. ビフェントリン

8. プロメトリン

25. クリセン-d12

9. ブロマシル

26. BDE-47

10. マラチオン

27. マイレックス

11. チアゾピル

28. BDE-100

12. ダーズバン

29. BDE-99

13. ベンチオカーブ

30. ペリレン-d12

14. パラチオン
15. テルブホススルホン

31. フェンバレレ−ト
32. エスフェンバレレート

16. ビオアレトリン

33. ヘキサブロモビフェニル

17. オキシクロルデン

34. BDE-153

13.00
USEPA527

www.agilent.com/chem/GC:jp519

環境アプリケーション、農薬、除草剤

EPA メソッド 508.1 - 塩素系農薬および除草剤
カラム :

カラム :

DB-CLP1
123-8232
30 m x 0.32 mm、0.25 µm

1. ヘキサクロロシクロペンタジエン

DB-CLP2
123-8336
30 m x 0.32 mm、0.50 µm

キャリアガス : ヘリウム、定流量、35 cm/s
オーブン :

80 °C、0.5 分間保持、26 °C/min で 80～175 °C、
6.5 °C/min で 175～235 °C、
15 °C/min で 235～300 °C、6 分間保持20. DCPA

2. エトリジアゾール

21. ヘプタクロルエポキシド

3. クロロネブ

22. シアナジン

4. トリフルラリン

23. ブタクロール

5. テトラクロロ-m-キシレン (サロゲート標準)24. γ-クロルデン

6. プロパクロール

25. α-クロルデン

7. ヘキサクロロベンゼン

26. エンドスルファン I

8. α-BHC

27. 4,4'-DDE

9. アトラジン

28. ディルドリン

10. シマジン

29. クロロベンジレート
30. エンドリン

注入 :2 µL、スプリットレス、250 °C

11. γ-BHC
12. ß-BHC

検出器 :µCED、340 °C

13. ヘプタクロル

32. エンドスルファン II

14. アラクロール

33. 4,4'-DDT

サンプル :

100 ng/mL EPA 508.1 成分、100 ng/mL 農薬サロゲート混合物

31. 4,4'-DDD

15. δ-BHC

34. エンドリンアルデヒド

16. クロロタロニル

35. 硫酸エンドスルファン

17. アルドリン

36. メトキシクロル

18. メトリブジン

37. cis-ペルメトリン

19. メトラクロール

38. trans-ペルメトリン

DB-CLP1

39. デカクロロビフェニル (サロゲート標準)

8
28
24 27
32
25
31
26
35
30

11
5

15

7

17

1

21

13

33
34

20
2

39

12

18

16
36

3 4
5

7.5

14

10

DB-CLP2

12.5

11

15

17.5

15

17

21

27
24 -26 28

13 20
2

12 18
9,10

7.5

31 32

7

1

3

37
38

29

8
5

5

22
23

19

9 10

6

14

64
10

12.5

19
16

30

20

min

33

34 35
39
36

22

23

15

37
38

29
17.5

DB-CLP1 カラムは、EPA メソッド 505 に従ってすべての塩素系農薬と除草剤成分を分離します。

520

22.5

20

22.5

min

環境アプリケーション、農薬、除草剤

塩素系農薬、EPA メソッド 508
カラム :HP-5ms19091S-433
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

キャリアガス : ヘリウム、24 psi、45 cm/s (80 °C) 定流量
オーブン :

注入 :検出器 :80 °C で 1 分間
30 °C/min で 80～180 °C
3 °C/min で 180～205 °C
205 °C で 4 分間
2 °C/min で 205～290 °C
290 °C で 2 分間
スプリットレス
パージディレイ 1 分間

1. Etridiazole

11. Heptachlor

2. Chloroneb

12. Aldrin

22. Chlorobenzilate

3. Propachlor

13. DCPA

23. 4,4'-DDD

4. Trifluralin

14. Heptachlor epoxide

24. Endrin aldehyde

5. α-BHC

15. γ-Chlordane

25. Endosulfan sulfate

6. Hexachlorobezene

16. Endosulfan I

26. 4,4'-DDT

7. β-BHC

17. α-Chlordane

27. Methoxychlor

8. δ-BHC

18. Dieldrin

28. cis-Permethrin

9. γ-BHC
10. Chlorothalonil

19. 4,4'-DDE

29. trans-Permethrin

20. Endrin
6
5

15 17
10

ECD、320 °C

13

窒素メークアップガス、60 mL/min
アノードパージ 3 mL/min
サンプル :

21. Endosulfan II

8
9
4

1 µL

12
14

1
7

16

11

18 19

27
25

推奨消耗品

21

2

20

23 24

3

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、シングルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、G1544-80730

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

29

26

22

5

10

28

15

20

Time (min)

GCEP007

有機塩素系農薬
カラム :DB-5
125-5037
30 m x 0.53 mm、0.50 µm

キャリアガス : ヘリウム、30 cm/s (4.0 mL/min)
オーブン :
注入 :検出器 :4 °C/min で 150～275 °C
275 °C で 30 分間

2. α-BHC

13. p,p'-DDE

3. β-BHC

14. Endrin

4. γ-BHC
5. δ-BHC

16. p,p'-DDD

15. Endosulfan II

6. Heptachlor

17. Endrin aldehyde

7. Aldrin

18. Endosulfan sulfate

スプリットレス、250 °C

8. Heptachlor epoxide

19. p,p'-DDT

ECD、300 °C

9. γ-Chlordane

20. Endrin ketone

窒素メークアップガス、30 mL/min
サンプル :

12. Dieldrin

1. 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene (IS)

イソオクタン溶液 0.7 µL、100 pg/µL

10. Endosulfan I

21. Methoxychlor

11. α-Chlordane

22. Decachlorobiphenyl (IS)21

12, 13

22

20

推奨消耗品
ライナ :

1

スプリットレス、シングルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、5181-3316

14

15
16 18
19

2
4 5

10
6

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

7

8 9 11

17

3

0

10

www.agilent.com/chem/GC:jp

20
Time (min)30

40
GCEP009521

環境アプリケーション、農薬、除草剤

有機塩素系農薬 III
カラム :1. 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene (IS)

DB-1701125-0737
30 m x 0.53 mm、0.50 µm

キャリアガス : ヘリウム、30 cm/s (4.0 mL/min)
オーブン :
注入 :検出器 :サンプル :

4 °C/min で 150～275 °C
275 °C で 30 分間
スプリットレス、250 °C

ECD、300 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min

12. Dieldrin

2. α-BHC

13. p,p'-DDE

3. β-BHC

14. Endrin

4. γ-BHC

15. Endosulfan II

5. δ-BHC

16. p,p'-DDD

6. Heptachlor

17. Endrin aldehyde

7. Aldrin

18. Endosulfan sulfate

8. Heptachlor epoxide

19. p,p'-DDT

9. γ-Chlordane

20. Endrin ketone

10. Endosulfan I

21. Methoxychlor
22. Decachlorobiphenyl (IS)11. α-Chlordane
31

イソオクタン溶液 0.7 µL、100 pg/µL

12
15

13
14

21

16
9
2
5

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリットレス、シングルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、5181-3316

6

7

8

10

20

17
19

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267
0

522

22

18

4

推奨消耗品

シリンジ :

11

10

20
Time (min)30

40
GCEP011

環境アプリケーション、農薬、除草剤

有機塩素系農薬 IV
カラム :

DB-35
125-1937
30 m x 0.53 mm、0.50 µm

キャリアガス : ヘリウム、30 cm/s (4.0 mL/min)
オーブン :

4 °C/min で 150～275 °C
275 °C で 30 分間

1. 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene (IS)

12. Dieldrin

2. α-BHC

13. p,p'-DDE

3. β-BHC

14. Endrin

4. γ-BHC

15. Endosulfan II

5. δ-BHC
6. Heptachlor

16. p,p'-DDD

7. Aldrin

18. Endosulfan sulfate
19. p,p'-DDT

17. Endrin aldehyde

注入 :スプリットレス、250 °C

8. Heptachlor epoxide
9. γ-Chlordane

20. Endrin ketone

検出器 :ECD、300 °C

10. Endosulfan I

21. Methoxychlor

窒素メークアップガス、30 mL/min

11. α-Chlordane

サンプル :

22. Decachlorobiphenyl (IS)

イソオクタン溶液 0.7 µL、100 pg/µL

7
21

12
13
1

10, 11

推奨消耗品

22
20

15
14 16 1819

2

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリットレス、シングルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、5181-3316

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

5

4
6

8 9

17

3

0

10

www.agilent.com/chem/GC:jp

20
Time (min)30

40
GCEP012523

環境アプリケーション、農薬、除草剤

有機塩素系農薬、DB-5/DB-1701P
カラム :キャリアガス : ヘリウム、29.2 cm/s、150 °C で測定

DB-5
123-5032
30 m x 0.32 mm、0.25 µm

カラム :DB-1701P
123-7732
30 m x 0.32 mm、0.25 µm

カラム :ガードカラム160-2535-1030 m x 0.32 mm、0.25 µm

オーブン :

60 °C で 0.5 分間
20 °C/min で 60～140 °C
11 °C/min で 140～280 °C
280 °C で 23 分間

注入 :スプリットレス、200 °C

検出器 :ECD、325 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min

サンプル :

2.0 µL、20-200 pg/µL

1. Etridiazole
2. Chloroneb
3. Propachlor
4. Tetrachloro-m-xylene (IS)
5. Trifluralin
6. α-BHC

33
26

7. Hexachlorobenzene

25

8. β-BHC3

11. p,p'-Dichlorobiphenyl

17

14

4

9. γ-BHC
10. Pentachloronitrobenzene

3836

12. δ-BHC

9
11
12

5
8

13. Heptachlor

40
30

28
16

6

21
7

15. Aldrin
311

16. Chlorpyrifos

39

29
28

18 23
10

17. DCPA

27

15

14. Alachlor

43

25
24

19

重要なピークの拡大図 DB-5

35

18. Isodrin

42

19. Heptachlor epoxide

13
2
20

20. Captan

37

41

21. γ-Chlordane
22. o,p'-DDE

DB-5
10

20

30

40

Time (min)24. α-Chlordane
25. Dieldrin

DB-1701P
342

1

27. o,p'-DDD

13
32

6
7

35

30. Chlorobenzilate

22
23
19
12
16

8

8, 18

31

37

32. o,p'-DDT

2124

30

26

27, 28

43

33

11

40

DB-1701P 上の近接したピークの拡大図

335. Carbophenothion
36. p,p'-DDT

17

37. Endosulfan sulfate
38433. Endrin aldehyde
34. Endrin ketone

20, 2514

531. p,p'-DDD

29

9

29

29. Endosulfan II

42

15

31

26. p,p'-DDE
41

28. Endrin

36

18

23. Endosulfan I

36

38. Hexabromobenzene (HBB)
39. Methoxychlor
40. Mirex
41. cis-Permethrin
42. trans-Permethrin
43. Decachlorobiphenyl (IS)524

環境アプリケーション、農薬、除草剤

有機塩素系農薬
カラム :VF-17ms
CP898230 m x 0.25 mm、0.25 µm

サンプル :

1. α-BHC
2. β-BHC

1.0 µL3. δ-BHC
4. γ-BHC (リンデン)

9

100
3

サンプル濃度 : 200 µg/mL
キャリアガス : ヘリウム、70 kPa
注入 :

2

1

13 15
14

10

7

6. アルドリン

12

8

6

スプリット、スプリット比 100:1

7. ヘプタクロロエポキシド
8. エンドスルファン I
9. 4,4'-DDE

11MS、イオントラップ、TIC

10. ディルドリン
11. エンドリン

%

検出器 :

5. ヘプタクロル

16

5

4

12. 4,4'-DDD
13. エンドスルファン II
14. エンドリンアルデヒド
15. 4,4'-DDT
16. 硫酸エンドスルファン

0

19

min

27
VGC0009

窒素/リン含有農薬、EPA メソッド 507
カラム :HP-5ms19091S-433
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

推奨消耗品

キャリアガス : ヘリウム、30 cm/s (13.6 psi) 圧力プログラム
オーブン :

30 °C/min で 80～178 °C
178 °C で 4 分間
2 °C/min で 178～205 °C
30 °C/min で 205～310 °C
310 °C で 4 分間

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、シングルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、G1544-80730

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

スプリットレス、260 °C
パージディレイ 1 分間

注入 :
検出器 :

NPD、290 °C
ヘリウムメークアップガス、30 mL/min

41
14
13 15
12
16

9
2

5 7
36

23
24

8
10

17

25, 26
20

19

40

27
38

22

1

30
4

11

18
21

42

32

28

29 31

37
36
35
34
33
39

43

1. Dichlorvos

23. Simetryn

2. EPTC

24. Alachlor

3. Butylate

25. Ametryn

4. Mevinphos

26. Prometryn

5. Vernolate

27. Terbutryn

6. Pebulate

28. Bromacil

7. Tebuthiuron

29. Metolachlor

8. Molinate

30. Triadimefon

9. Ethoprop

31. MGK-264

10. Cycloate

32. Diphenamid

11. Chlorpropham

33. Stirifos

12. Atraton

34. Butachlor

13. Simazine

35. Fenamiphos

14. Prometon

36. Napropamide

15. Atrazine

37. Tricyclazole

16. Propazine

38. Merphos

17. Terbufos

39. Carboxin

18. Pronamide

40. Norflurazon

19. Diazinon

41. Hexazinone

20. Disulfoton

42. Fenarimol

21. Terbacil

43. Fluridone

22. Metribuzin
0

5

10

15
Time (min)20

25
GCEP014www.agilent.com/chem/GC:jp525

環境アプリケーション、農薬、除草剤

除草剤 I
カラム :

推奨消耗品

DB-XLB
122-1232
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

キャリアガス : ヘリウム、32 cm/s、50 °C で測定
オーブン :

注入 :検出器 :サンプル :

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリットレス、シングルテーパ、不活性処理済、内径 4 mm、5181-3316

50 °C で 1 分間
10 °C/min で 50～180 °C
5 °C/min で 180～230 °C
10 °C/min で 230～320 °C
320 °C で 2 分間

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

シリンジ :

スプリットレス、250 °C
30 秒のパージ時間

1. Monuron

19. Propanil

2. Diuron

20. Ametryn

3. EPTC

21. Prometryn

4. Dichlobenil

22. Simetryn

5. Vernolate

23. Metribuzin

MSD、トランスファライン 300 °C
フルスキャン m/z 50～400

6. Pebulate

24. Terbutryn

7. Molinate

25. Metolachlor

8. Sulfallate

26. Bromacil

2 µL、10-50 ng/µL のアセトン溶液

9. Atraton

27. Dacthal

10. Prometon

28. Diphenamid

11. Atrazine

29. Butachlor

12. Propazine

30. Napropamide

13. Simazine

31. Carboxin

14. Terbuthylazine

32. Tricyclazole

11, 12, 13
5

16

8

25, 2612

27

20 - 23

4
10

36

15

7

18, 1915. Pronamide

33. Norflurazon

16. Secbumeton

34. Hexazinone

17. Terbacil

35. Difolatan

18. Alachlor

29
28

6
14

3

24
31

9

35

33

30

17

32
1

2

10

15

20

25

30

35 36

Time (min)

GCEP019

除草剤 II
カラム :DB-210122-0232
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

1. Phorate
2. Ethoprop
3. Terbufos

キャリアガス : ヘリウム、35 cm/s
オーブン :

3 °C/min で 140～215 °C

注入 :スプリット、スプリット比 50:1、1 µL

検出器 :ECD、300 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min

4

6

9

7

10

4. Atrazine
5. Fonofos

5

6. Propachlor
8

7. Chlorpyrifos
8. Alachlor

2

9. Metolachlor

1

10. Cyanazine
3

25 minGCHERB01

526

36. Fluridone
* 不純物

34

環境アプリケーション、農薬、除草剤

C1 および C2 ハロカーボン (フレオン)

推奨消耗品

カラム :

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリットレス、シングルテーパ、不活性処理済、内径 4 mm、GS-GasPro
113-4362
60 m x 0.32 mm

5181-3316

キャリアガス : ヘリウム、35 cm/s、定速
オーブン :

40 °C で 2 分間、
10 °C/min で 40～120 °C
120 °C で 3 分間
10 °C/min で 120～200 °C

金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

スプリットレス、250 °C
0.20 分のパージ時間

検出器 :MSD、280 °C、フルスキャン m/z 45～180
100 ppm の AccuStandard M-REF および
M-REF-X 混合物
メタノール溶液の 1.0 µL
10
9

22
17
15
11
21

13

8

19
12

16
18

5

13

2. トリフルオロメタン

23

3. ブロモトリフルオロメタン

13B1

4. クロロペンタフルオロエタン

115

5. ペンタフルオロエタン

125

6. 1,1,1- トリフルオロエタン

143a

7. ジクロロジフルオロメタン

128. クロロジフルオロメタン

22

9. 1,1,1,2- テトラフルオロエタン

134a

10. クロロメタン

40

11. 1,1,2,2- テトラフルオロエタン

134

12. ブロモクロロジフルオロメタン

12B1

13. 1,1- ジフルオロエタン

152a

14. 1,2- ジクロロ -1,1,2,2- テトラフルオロエタン 114

23

24

14
67

2
3
20
1

フレオン番号

1. クロロトリフルオロメタン*

注入 :サンプル :

シール :4

15. 2- クロロ -1,1,1,2- テトラフルオロエタン

124

16. 1- クロロ -1,1- ジフルオロエタン

142b

17. ジクロロフルオロメタン

21

18. トリクロロフルオロメタン

1119. クロロエタン

160

20. ジクロロメタン

30

21. 1,1- ジクロロ -1- フルオロエタン

141b

22. 2,2- ジクロロ -1,1,1- トリフルオロエタン

123

23. 1,1,2- トリクロロ -1,2,2-トリフルオロエタン

113

24. 1,2- ジブロモ -1,1,2,2- テトラフルオロエタン 114B2

5

10

15
Time (min)*ピークは表われていません

GCEA005

窒素含有除草剤 (EPA メソッド 507)
カラム :1. Eptam
2. Sutan

DB-35
125-1937
30 m x 0.53 mm、0.50 µm

1

34

12
11 13

5

2

8

5. Ordram

キャリアガス : ヘリウム、38 cm/s (5 mL/min)、
150 °C で測定
オーブン :

メガボアダイレクト、290 °C、3 ng/µL 標準を 1 µL

検出器 :NPD、290 °C

6. Treflan

15

60 °C で 1 分間
15 °C/min で 60～290 °C
290 °C で 5 分間

注入 :3. Vernam
4. Tillam

7. Balan
8. Ro-Neet

18, 196

9. Propachlor

7

10. Tolban
11. Propazine

17

10
9

12. Atrazine
13. Simazine
14. Terbacil
15. Sencor

22

16. Dual

16

17. Paarlan

14

18. Prowl

20

19. Bromacil
20. Oxadiazon

21

21. GOAL
22. Hexazinone

7

8

9

10

11

12

13 14 15
Time (min)www.agilent.com/chem/GC:jp

16

17

18

19

GCNITR01

527

環境アプリケーション、農薬、除草剤

遊離フェノール
カラム :HP-50+
19091L-433
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

1. フェノール
2. 2-クロロフェノール

250 °C

キャリアガス : 水素、定流量、45 cm/s

100 °C

注入 :スプリット、100:1

1 min

検出器 :

FID、300 °C

3. 2,4-ジメチルフェノール

1 min
15 °C/min

4. 2-ニトロフェノール
5. 2,4-ジクロロフェノール

6

6. 4-クロロ-3-メチルフェノール

31

7. 2,4,6-トリクロロフェノール

9
2

45

8. 2,4-ジニトロフェノール

109. 4-ニトロフェノール
10. 2-メチル-4,6-ジニトロフェノール

78

11. ペンタクロロフェノール

11

6

8

10
Time (min)12

14
FREEPHEN"1701" タイプ相による EPA 625 ハロゲン化農薬
カラム :VF-1701 Pesticides
CP907030 m x 0.25 mm、0.25 µm

オーブン :

150 °C、5 °C/min で 150～275 °C

注入 :スプリット : T=275 °C
ECD : T=275 °C、2 pg

p,p'-DDT に対する最高のレスポンス
エンドリンアルデヒドで最高のピーク形状

FactorFour VF-1701ms

エンドリンアルデヒドでテーリング

p,p'-DDT の損失
他社 X の 1701 相当カラム

エンドリンアルデヒドでテーリング

他社 Y の 1701 相当カラム

p,p'-DDT の分解

VGC0006528

環境アプリケーション、農薬、除草剤

GC/MS による EPA 625 における有機塩素系農薬分析
カラム :VF-35ms
CP887730 m x 0.25 mm、0.25 µm

250

6

4

1

2

3

1. α-BHC
2. β-BHC

128

3. δ-BHC
4. γ-BHC (リンデン)

913

キャリアガス : ヘリウム、約 1.0 mL/min、60 kPa
オーブン :

7

10

5

15

5. ヘプタクロル

16

6. アルドリン

10 °C/min で 45～325 °C

注入 :スプリット、スプリット比 100:1

検出器 :イオントラップ MS

7. ヘプタクロロエポキシド

11

8. エンドスルファン I

14

9. 4,4'-DDE
10. ディルドリン
11. エンドリン
12. 4,4'-DDD
13. エンドスルファン II
14. エンドリンアルデヒド

015. 4,4'-DDT
21

min

28
VGC000816. 硫酸エンドスルファン

有機塩素系農薬 I EPA メソッド 8081A
カラム :DB-35ms
122-3832
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

キャリアガス : ヘリウム、35 cm/s、50 °C で測定
オーブン :

50 °C で 1 分間
25 °C/min で 50～100 °C
5 °C/min で 100～300 °C
300 °C で 5 分間

注入 :
検出器 :
サンプル :

1. 1,2- ジブロモ -3- クロロプロパン

26. ケルセン

2. 4- クロロ 3- ニトロベンゾトリフルオリド (SS)27. ヘプタクロロエポキシド

3. ヘキサクロロペンタジエン

28. γ- クロルデン

4. 1- ブロモ 2- ニトロベンゼン (IS)29. trans- ナノクロル

5. テラゾール

30. α- クロルデン

6. クロロネブ

31. エンドスルファン I

7. トリフルラリン

32. キャプタン

8. 2- ブロモビフェニル (SS)33. p,p'-DDE

スプリットレス、250 °C
30 秒のパージ時間

9. テトラクロロ -m- キシレン (SS)10. α、α- ジブロモ -m- キシレン

35. クロロベンジレート

11. プロパクロール

36. ペルセン

12. ジアレート A

37. クロロプロピレート

MSD、トランスファライン 300 °C
フルスキャン m/z 50～500

13. ジアレート B

38. エンドリン

14. ヘキサクロロベンゼン

39. p,p'-DDD

35 µg/mL の 8081A 混合物標準試料(AccuStandard Inc.)、1 µL

15. α-BHC

40. エンドスルファン II

16. ペンタクロロニトロベンゼン (IS)41. p,p'-DDT

8, 9

32, 331636
6
35 37 39
14

3

20
19 22

11
15

5
1 2

17 18

7

21

24
23

25
27 283031 34

38

10

13
12

40

48

43 44

17. γ-BHC

42. エンドリンアルデヒド

18. β-BHC

43. 硫酸エンドスルファン

19. ヘプタクロル

44. クロレジン酸ジブチル (SS)

20. アラクロール

45. カプタホル

21. δ-BHC

46. メトキシクロル

22. クロロタロニル

47. エンドリンケトン

23. アルドリン

48. マイレックス

24. ダクタール

49. cis- ペルメトリン

25. イソドリン

41

29
4

46

10

15

20

25
Time (min)50. trans- ペルメトリン* 分解生成物
SS - サロゲート標準
IS - 内部標準

49

47

42
45

26
50

5

34. ディルドリン

30

35

40
GCEP003

使用した標準試料は、AccuStandard Inc.、25 Science Park、New Haven、CT 06511、
800-442-5290 により提供された個々の溶液の混合物です。

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリットレス、シングルテーパ、
不活性処理済、内径 4 mm、5181-3316

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、
5181-1267

www.agilent.com/chem/GC:jp529

環境アプリケーション、農薬、除草剤

有機塩素系農薬 II EPA メソッド 8081A
カラム :DB-5ms122-5532
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

キャリアガス : ヘリウム、35 cm/s、50 °C で測定
オーブン :

50 °C で 1 分間
25 °C/min で 50～100 °C
5 °C/min で 100～300 °C
300 °C で 5 分間

注入 :スプリットレス、250 °C
30 秒のパージ時間

検出器 :MSD、トランスファライン 300 °C
フルスキャン m/z 50～500

サンプル :

35 µg/mL の 8081A 混合物標準試料(AccuStandard Inc.)、1 µL

使用した標準試料は、AccuStandard Inc.、25 Science Park、New Haven、CT 06511、800-442-5290 により提供された個々の溶液の混合物です。

1. 1,2- ジブロモ -3- クロロプロパン

26. ケルセン

2. 4- クロロ 3- ニトロベンゾトリフルオリド (SS)27. ヘプタクロロエポキシド

3. ヘキサクロロペンタジエン

28. γ- クロルデン

4. 1- ブロモ 2- ニトロベンゼン (IS)29. trans- ナノクロル

5. テラゾール

30. α- クロルデン

6. クロロネブ

31. エンドスルファン I

7. トリフルラリン

32. キャプタン

8. 2- ブロモビフェニル (SS)33. p,p'-DDE

9. テトラクロロ m- キシレン (SS)10. α、α- ジブロモ m- キシレン

35. クロロベンジレート

11. プロパクロール

36. ペルセン

12. ジアレート A

37. クロロプロピレート

13. ジアレート B

38. エンドリン

14. ヘキサクロロベンゼン

39. p,p'-DDD

34. ディルドリン

15. α-BHC

40. エンドスルファン II

16. ペンタクロロニトロベンゼン (IS)41. p,p'-DDT

17. γ-BHC
18. β-BHC

43. 硫酸エンドスルファン

19. ヘプタクロル

44. クロレジン酸ジブチル (SS)42. エンドリンアルデヒド

20. アラクロール

45. カプタホル

21. δ-BHC

46. メトキシクロル

22. クロロタロニル

47. エンドリンケトン

23. アルドリン

48. マイレックス

24. ダクタール

49. cis- ペルメトリン
50. trans- ペルメトリン

25. イソドリン* 分解生成物
SS - サロゲート標準
IS - 内部標準
35, 3736, 3830, 31
16
8

6
3

1

9

14

11

15

5

18 17

22
21

2

39

34

40

29

10

13

48
47

43

49

44

42

32

12

46

41

24 25
20
23
19
27 28

7
4

33

45
50

26

5

530

10

15

20
Time (min)

25

30

35

40
GCEP004

環境アプリケーション、農薬、除草剤

リンゴマトリックス中の有機リン系農薬
カラム :DB-35ms Ultra Inert
121-3822UI
20 m x 0.18 mm、0.18 µm

装置 :Agilent 7890 GC/Agilent 5975C シリーズ GC/MSD

注入 :サンプリング :Agilent 7683B オートサンプラ、5.0 µL シリンジ
(部品番号 5181-1273)

キャリアガス :ヘリウム、定圧 43.5 psi、95 °C

CFT デバイス :パージ済み 2 ウェイスプリッタ (部品番号 G3180B)
スプリット比 MSD:FPD = 3:1

オーブン :

95 °C で 1.3 分間、15 °C/min で 95～125 °C、5 °C/min
で 125～165 °C、2.5 °C/min で 165～195 °C、
20 °C/min で 195～280 °C、280 °C で 3.75 分間

ポストラン
バックフラッシュ :280 °C で 5 分間、バックフラッシュ中の PCM 1 圧力70 psi、バックフラッシュ中の注入口圧力 2 psi

検出器 :トランスファライン 310 °C、イオン源 310 °C、
四重極 150 °C

1 µL スプリットレス、250 °C、0.25 分でパージ流量
60 mL/min、2 分でガスセーバオン、20 mL/min

MSD リストリクタ : 1.2 m x 内径 0.15 mm、不活性処理済みフューズドシリカチューブ

FPD リストリクタ : 1.4 m x 内径 0.15 mm、不活性処理済みフューズドシリカチューブ

PCM 1 :

3.8 psi 定圧

1. オキシデメトンメチル
2. メタミドホス
3. メビンホス
4. アセフェート
5. ナレド6. ダイアジノン
7. ジメトエート
8. クロルピリホス
9. マラチオン

11
3

18000

10

14000

12
13

6

2

7

10000

1

4

6000

8

10. メチダチオン
11. TPP (サロゲート標準)
12. ホスメット

9

MSD (SIM) : 600 ng/mL

5

2000
4.00

6.00

8.00

10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00
Time

2600000
2

2200000
1800000
1400000

10
3

1

4

6

11 12

7

13

89

1000000
600000FPD (P) : 200 ng/mL

5200000
4.00

6.00

8.00

10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00
Time

Agilent J&W DB-35ms UI カラムを用いたマトリックス添加、有機リン系農薬標準試料の GC/MS-SIM および FPD クロマトグラム。
溶出スプリット比 MSD: FPD = 3:1。

www.agilent.com/chem/GC:jp531

環境アプリケーション、半揮発性物質

環境アプリケーション、半揮発性物質
Agilent のウルトライナート試験混合液
カラム :1. 1-プロピオン酸

DB-5ms Ultra Inert
122-5532UI
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

2. 1-オクテン
3. n- オクタン
4. 4-ピコリン

キャリアガス : 水素、定圧、38 cm/s
オーブン :

65 °C 定温

サンプリング : Agilent 7683B、0.5 µL シリンジ
(部品番号 5188-5246)、0.02 µL スプリット注入
注入 :

検出器 :

スプリット/スプリットレス、250 °C、
1.4 mL/min、スプリットカラム流量
900 mL/min、ガスセーバー流量 2.0 分で 75 mL/min

FID、325 °C、空気 450 mL/min、水素 40 mL/min、
窒素メークアップガス 45 mL/min

独自の不活性化処理済み DB-5ms ウルトライナートカラムにより、ピーク高さの増加とともに対称なピーク形状を実現します。これにより、正確な積分と微量の分析対象成分の検出を行うことができます。

5. n- ノナン
pA

6. リン酸トリメチル

47. 1.2-ペンタンジオール

30

8. n- プロピルベンゼン

27.5
25

9. 1-ヘプタノール
10. 3-オクタノン

5

2
3

22.5

11. n-デカン

8
1

20

9

17.5

11
10

7

15

6

12.5
10
0

2

4

6

8

10

Time (min)DB5msPeaks

トレースレベルの多環芳香族炭化水素 (PAH) 分析
カラム :DB-5ms Ultra Inert
122-5532UI
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

キャリアガス : ヘリウム、定流量、40 cm/s

1. Naphthalene

9. Benz[a]anthracene

オーブン :

2. Acenaphthylene

10. Chrysene

注入 :

検出器 :

40 °C (1 分間)、15 °C/min で 40～100 °C
10 °C/min で 100～210 °C (1 分間)
5 °C/min で 210～310 °C (8 分間)
スプリット/スプリットレス、260 °C、
総流量 53.7 mL/min、0.5 分でパージ流量 50 mL/min オン、
3.0 分でガスセーバ流量 80 mL/min オン

MSD イオン源 300 °C
四重極 180 °C
トランスファライン 290 °C
スキャン範囲 m/z 50～550

3. Acenaphthene

11. Benzo [b] fluoranthene

4. Fluorene

12. Benzo [k] fluoranthene

5. Phenanthrene

13. Benzo[a]pyrene

6. Anthracene

14. Indeno[1,2,3-cd]pyrene

7. Fluoranthene

15. Dibenz[a,h]anthracene

8. Pyrene

16. Benzo[g,h,i]perylene

Abundance
1800001016000075140000120000

3

4

8

9

11

12
13

6

15

2

1

14

16

100000
80000
60000
40000
20000
0

5.00

532

6.00

7.00

8.00

9.00
Time (min)

10.00

11.00

12.00

13.00
GCSV_PAH

環境アプリケーション、半揮発性物質

テトラクロロジベンゾ-p-フラン
カラム A :

カラム B :

DB-225122-2232
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

AB

DB-225ms
122-2932
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

17:55
2, 3, 4, 7-TCDF

18:03
2, 3, 7, 8-TCDF

19:33
2, 3, 4, 7-TCDF

18:18
1, 2, 3, 9-TCDF

キャリアガス : ヘリウム、12 mL/min
オーブン :

7 °C/min 160～250 °C
化合物溶出まで 250 °C

注入 :スプリットレス、240 °C
17:30

18:00
Time (min)

18:42

19:00

19:48
Time (min)20:36
GCES001

DB-225ms では、2,3,7,8-TCDF と 2,3,4,7-TCDF を容易に見分けることができます。

DIN メソッドによる PCB 中の同族体
カラム :

推奨消耗品

DB-XLB
122-1236
30 m x 0.25 mm、0.50 µm

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、シングルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、G1544-80730

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

キャリアガス : ヘリウム、34.2 cm/s、150 °C で測定
オーブン :

100 °C で 1 分間
5.6 °C/min で 100～320 °C

注入 :高温オンカラム、250 °C
スプリット流量 100 mL/min

検出器 :BZ 101 (90)BZ 31

BZ 153

BZ 180

BZ 28

MSD、

BZ 33 (21)

BZ 89, 56, 84

トランスファーライン 300 °C
m/z 221.9、255.9、291.9、325.8、359.8、395.8、429.7、463.7 の SIM
サンプル :

2 µL、希釈したアロクロール混合物

BZ 60

BZ 132

BZ 92
BZ 193

BZ 20

BZ 209

18

20

22

24

26

28
30
Time (min)

32

34

36

38

40
GCES005

www.agilent.com/chem/GC:jp533

環境アプリケーション、半揮発性物質

拡張温度プログラムで分離した
PCB 同族体 52 および 138
カラム :DB-XLB
122-1236
30 m x 0.25 mm、0.50 µm

BZ 138
BZ 52

キャリアガス : ヘリウム、34.2 cm/s、150 °C で測定
オーブン :
注入 :検出器 :サンプル :

100 °C で 1 分間
1.6 °C/min で 100～275 °C

BZ 49

高温オンカラム、250 °C
スプリット流量 100mL/min

BZ 163
BZ 129, 178

BZ 48

MSD、トランスファーライン 300 °C
m/z 221.9、255.9、291.9、325.8、359.8、395.8、429.7、463.7 の SIM

BZ 158BZ 164BZ 43

60.0

2 µL 希釈したアロクロール混合物

60.5

61.0 61.5
Time (min)

62.0

85.0

85.5 86.0
Time (min)

GCES006

EPA メソッド 8082 による PCB 分析
カラム :DB-35ms
123-3832
30 m x 0.32 mm、0.25 µm

カラム :DB-XLB
123-1236
30 m x 0.32 mm、0.50 µm

DB-35ms

14

2

19

15
18

キャリアガス : ヘリウム 45 cm/s (定流量モードで EPC)
オーブン :

注入 :検出器 :1. IUPAC 1
2. Tetrachloro-m-xylene (IS/SS)

13

8

3. IUPAC 5975

4. IUPAC 18

216

5. IUPAC 31

3

スプリットレス、250 °C
30 秒のパージ時間

6. IUPAC 52

4

7. IUPAC 44
8. IUPAC 66µECD、350 °C

成分あたり 50 pg

20

17
16

110 °C で 0.5 分間
15 °C/min で 110～320 °C
320 °C で 5 分間

窒素メークアップガス(カラム + メークアップガス流量 =30 mL/min 定流量)
サンプル :

10 11
12

1

9. IUPAC 101

6

8

10

12

14

10. IUPAC 87

16

11. IUPAC 110

Time (min)12. IUPAC 151

DB-XLB

13. IUPAC 153

2
15
14

14. IUPAC 141

19

15. IUPAC 137

18
17

10
11
12
7

推奨消耗品
セプタム :

534

16. IUPAC 187

1620

17. IUPAC 183

13

8
9

18. IUPAC 180

511 mm 高性能グリーンセプタム、
5183-4759

ライナ :スプリットレス、シングルテーパ、
不活性処理済、内径 4 mm、5181-3316

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型
23-26s/42/HP、5181-1267

19. IUPAC 170

6

3

21

20. IUPAC 206

4

21. Decachlorobiphenyl (IS/SS)
IS/SS - 内部標準/
サロゲート標準

1

6

8

10

12
Time (min)14

16
GCES007環境アプリケーション、半揮発性物質

7696A サンプル前処理ワークベンチを用いた
廃油中 PCB 抽出物の自動精製
カラム :DB-5ms122-5532
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

装置 :Agilent 7000 トリプル四重極 GC/MS システム

検出器 :MRM モード
CE 25 V、デュエルタイム 100 ms/トランジション
トリクロロビフェニル : 256.0 > 186.0、258.0 > 186.0
テトラクロロビフェニル : 293.8 > 222.0、291.8 > 222.0
ペンタクロロビフェニル : 325.8 > 256.0、327.8 > 256.0
ヘキサクロロビフェニル : 359.9 > 289.9、361.9 > 289.9
ヘプタクロロビフェニル : 393.8 > 323.8、395.8 > 323.8
オクタクロロナフタレン (IS) :404.0 > 404.0 (CE OV)

サンプル :

リファレンスサンプル BCR-449、5 つに等分したもの

キャリアガス : ヘリウム、1 mL/min 定流量、
バックフラッシュ中 2 mL/min
オーブン :

80 °C (1 分間)、10 °C/min で 80～305 °C、7.5 分間保持注入 :1 µL、パルスドスプリットレス
QuickSwap : 28 kPa 定圧
23.5 分に開始
バックフラッシュ :x104 +EI TIC MRM (** -> **) 7969A SAM02.D
12
23

34

45

56

34

45

56

34

45

56

34

45

56

34

45

56

4
2
0
x104 +EI TIC MRM (** -> **) 7969A SAM03.D
12
23
4
2
0
x104 +EI TIC MRM (** -> **) 7969A SAM04.D
12
23
4
2
0
x104 +EI TIC MRM (** -> **) 7969A SAM05.D
12
23
4
2
0
x104 +EI TIC MRM (** -> **) 7969A SAM06.D
12
23
4
2
0
13.5

14.0

14.5

15.0

15.5

16.0

16.5

17.0

17.5

18.0

18.5

19.0

19.5

20.0

20.5

21.0

21.5

22.0

22.5

23.0

カウント vs. 取り込み時間 (分)www.agilent.com/chem/GC:jp535

環境アプリケーション、半揮発性物質

ピレトリン
カラム :

DB-1
123-1032
30 m x 0.32 mm、0.25 µm

1. Heptadecane
2. Octadecane
3. Endo-MGK 264

キャリアガス : ヘリウム、39 cm/s、150 °C で測定

4. Exo-MGK 264

オーブン :

6. Cinerin I

注入 :
検出器 :

5. Methoprene

180 °C で 11 分間
10 °C/min で 180～200 °C
200 °C で 8 分間
10 °C/min で 200～210 °C
210 °C で 18 分間
30 °C/min で 210～245 °C
245 °C で 4 分間

7. Jasmolin I
8. Pyrethrin I
9. BPE (PB)
10. Cinerin II
3 4

1

5

9

11. Jasmolin II
12. Pyrethrin II
MGK 264 = N-オクチルビシクロヘプテンジカル

スプリット、250 °C
スプリット比 1:20

ボキシイミドBPE = ブチルカルビチル6-プロピルピペロニル

エーテル

FID、300 °C
ヘリウムメークアップガス、30 mL/min

サンプル :

1 µL
8
26

クロマトグラムは、Khan Nguyen and Richard Moorman of
Sandoz Agro Inc. より提供いただきました。

7

0

536

4

8

12

16

20
24
Time (min)

10

28

32

11

36

12

40

44
GCES010

環境アプリケーション、半揮発性物質

有機スズ化合物 I
カラム :

HP-1
19091Z-012
25 m x 0.32 mm、0.17 µm

Sn (303 nm)
2. Tetrabutyltin

キャリアガス : ヘリウム、100 kPa
オーブン :

1. Dimethylpentyltin

5
2

1

3

4

50 °C で 1 分間
15 °C/min で 50～260 °C

注入 :スプリットレス

検出器 :AED、330 °C

サンプル :

1 µL

3. Methyltripentyltin

6

4. Tributylpentyltin

7

5. Dibutylpentyltin
6. Butlypentyltin
7. Tetrapentyltin

789Time (min)

10

11

12
GCES011

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、シングルテーパ、不活性処理済、内径 4 mm、G1544-80730

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

有機スズ化合物 II
カラム :

HP-5
19091J-002
25 m x 0.20 mm、0.11 µm

標準溶液

Oct2SnPh

キャリアガス : ヘリウム、0.75 mL/min 定流量
オーブン :

5 °C/min で 60～360 °C

注入 :スプリットレス、300 °C

検出器 :AED、300 °C
Hg 選択、254 mm

サンプル :

1 µL

0

10

20

Bu2SnPh2 BuSnPh230Time (min)

40

50

港湾堆積物

BuSnPh2
35 pg
Bu2SnPh2
Bu4Sn
Me2SnPh 14 pg Bu SnPh 78 pg
2
2
Ph4Sn
17 pg
35 pg Oct SnPh

溶媒ベント

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、シングルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、G1544-80730

シリンジ :

Bu2SnPh

溶媒ベント

2

0

10

20

30
Time (min)40

GCES013

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

www.agilent.com/chem/GC:jp537

環境アプリケーション、半揮発性物質

半揮発性化合物、米国 EPA メソッド 8270
カラム :HP-5ms19091S-133
30 m x 0.25 mm、0.50 µm

キャリアガス : ランプ流量 1.2 mL/min (0.0分)、
99 mL/min で 2.0 mL/minにランプ後、0.35 分間保持、2.0 mL/min から
10 mL/min で 1.2 mL/minにランプ
オーブン :

40 °C で 1.0 分間
15 °C/min で 40～100 °C
20 °C/min で 100～240 °C
10 °C/min で 240～310 °C

注入 :スプリットレス、250 °C
0.35 分で 30 mL/min の
パージ流量

推奨消耗品
セプタム :

検出器 :5973 MSD、
310 °C トランスファライン
スキャン範囲 m/z 35～500、3.25 スキャン/s

11 mm 高性能グリーンセプタム、
5183-4759

ライナ :スプリットレス、シングルテーパ、
不活性処理済、内径 4 mm、5181-3316

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型
23-26s/42/HP、5181-1267

サンプル : 標準試料 50 ng 中の 1 µL

1. n-Nitrosodimethylamine

36. 2,4,5-Trichlorophenol

52. Fluorene

68. Terphenyl-d14

2. Pyridine

37. 2-Fluorobiphenyl

53. 4-Nitroaniline

69. Benzidine

3. 2-Fluorophenol

38. 2-Chloronaphthalene

54. 4,6-Dinitro-2-methylphenol

70. Butylbenzylphthalate

4. Phenol-d5

39. 2-Nitroaniline

55. n-Nitrosodiphenylamine

71. 3,3'-Dichlorobenzidine

5. Phenol

40. Dimethyl phthalate

56. Azobenzene

71. Benzo[a]anthracene

6. Aniline

41. 2,6-Dinitrotoluene

57. 2,4,6-Tribromophenol

73. Chrysene-d12

7. Bis(2-chloroethyl) ether

42. Acenaphthylene

58. 4-Bromophenyl-phenylether

74. Chrysene

8. 2-Chlorophenol

43. 3-Nitroaniline

59. Hexachlorobenzene

75. Bis(2-ethylhexyl) phthalate

9. 1,3-Dichlorobenzene

44. Acenaphthene-d10

60. Pentachlorophenol

76. Di-n-octylphthalate

10. 1,4-Dichlorobenzene-d4

45. Acenaphthene

61. Phenanthrene-d10

77. Benzo[b]fluoranthene

11. 1,4-Dichlorobenzene

46. 2,4-Dinitrophenol

62. Phenanthrene

78. Benzo[k]fluoranthene

12. Benzyl alcohol

47. 4-Nitrophenol

63. Anthracene

79. Benzo[a]pyrene

13. 1,2-Dichlorobenzene

48. Dibenzofuran

64. Carbazole

80. Perylene-d12

14. 2-Methylphenol

49. 2,4-Dinitrotoluene

65. Di-n-butyl phthalate

81. Indeno[1,2,3-cd]pyrene

15. Bis(2-chloroisopropyl) ether

50. Diethyl phthalate

66. Fluoranthene

82. Dibenz[a,h]anthracene

16. 4-Methylphenol

51. 4-Chlorophenyl-phenyl ether

67. Pyrene

83. Benzo[g,h,i]perylene

17. n-Nitroso-di-n-propylamine75

18. Hexachloroethane
20. Nitrobenzene
22,23

21. Isophorone

33
29

22. 2-Nitrophenol
23. 2,4-Dimethylphenol
24. Benzoic acid
25. Bis(2-chloroethoxy) methane
26. 2,4-Dichlorophenol
27. 1,2,4-Trichlorobenzene
28. Naphthalene-d8
29. Naphthalene
30. 4-Chloroaniline

62
63
64 65

45

19. Nitrobenzene-d5

3

66

67

52
51
48 56
42
55
50
38
58 61
40

37

32
18
16 21 28 26
41
25 35
4,5
12
27 36 43
13
14
30
39
10 11 20
31
9 19
17
8
15
34
67
18

70
68,69

76

74

72
73
78
71

53 59
60
47 54

77
79

46 57

80

1,2

82
81

31. Hexachlorobutadiene
32. 4-Chloro-3-methylphenol

83

24

33. 2-Methylnaphthalene
34. Hexachlorocyclopentadiene
35. 2,4,6-Trichlorophenol

4

6

8

10

12

14
Time (min)

16

18

20

22

24
GCES015

バラエティに富んだ Agilent HP-5ms および DB-5ms カラムは、EPA メソッド 8270 およびそれに類似した半揮発性アプリケーションに使用できます。上記のカラムについては、膜厚が 0.5 µm と厚く、不活性度や残留物に対する安定性が最大化されることから、この例の使用カラムとして選択しました。ただし、上記カラムの分析時間が若干長くなります。
HP-5ms (30 m x 内径 0.25 mm、0.25 µm、部品番号 19091S-433) は不活性度ではやや劣りますが、ベンゾ [b] フルオランテンやベンゾ [k] フルオランテンといった PAHs の分離は向上します。DB-5ms (20 m x 0.18 mm x 0.18 µm、部品番号 121-5522) は不活性度がやや劣りますが、分析時間が大幅に短縮されます。

538

環境アプリケーション、半揮発性物質

US EPA メソッド 8061 (フタル酸エステル)
カラム :DB-5ms121-5522
20 m x 0.18 mm、0.18 µm

推奨消耗品

キャリアガス : ヘリウム、49 cm/s、80 °C で測定、定流量プログラム
オーブン :

80 °C で 0.5 分間
30 °C/min で 80～160 °C
15 °C/min で 160～320 °C

注入 :スプリットレス、300 °C
30 秒のパージ時間

検出器 :セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリットレス、シングルテーパ、不活性処理済、内径 4 mm、5181-3316
10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

シリンジ :

1. Dimethyl phthalate
2. Diethyl phthalate

MSD、トランスファーライン 325 °C
フルスキャン m/z 50～400

サンプル :

3. Benzyl benzoate (IS)
4. Diisobutyl phthalate
5. Di-n-butyl phthalate

1 µL の 20 ng/µL
メソッド 8061 混合物 (AccuStandard) ヘキサン溶液

6. Bis(4-methoxyethyl) phthalate
7. Bis(4-methyl-2-pentyl) phthalate *8. Bis(2-ethoxyethyl) phthalate

10

9. Diamyl phthalate

4

10. Dihexyl phthalate

2

15

9

11. Butyl benzyl phthalate

14
5

1

12. Hexyl 2-ethylhexyl phthalate

18
11

13. Bis(2-n-butoxyethyl) phthalate
16

14. Dicyclohexyl phthalate

12
13

8

3

6

15. Bis(2-ethylhexyl) phthalate

20

19

16. Diphenyl phthalate (SS)17

17. Diphenyl isophthalate (SS)
18. Di-n-octyl phthalate

7*

19. Dibenzyl phthalate (SS)
20. Dinonyl phthalate* Two isomers
IS - 内部標準
SS - サロゲート標準

4

5

6

7

8

9
Time (min)

10

11

12
GCES017www.agilent.com/chem/GC:jp539

環境アプリケーション、半揮発性物質

PAHs
カラム :

DB-17ms
122-4732
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

推奨消耗品

キャリアガス : ヘリウム : 34.1 cm/s、150 °C で測定
オーブン :

95 °C で 0.5 分間
5 °C/min で 95～340 °C
340 °C で 5 分間

注入 :スプリット、300 °C
スプリット比 40:1

検出器 :MSD、トランスファーライン 340 °C
スキャン m/z 80～330

サンプル :

2 µL、PAH 標準混合物

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、シングルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、G1544-80730

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

モニターするイオン (m/z)

モニターするイオン (m/z)

1. Naphthalene

128

27. 3,6-Dimethylphenanthrene

206, 191

2. 2-Methylnaphthalene

142, 141

28. 1,3-Dinitronaphthalene

126, 218

3. 1-Methylnaphthalene

142, 141

29. 1,5-Dinitronaphthalene

218, 114

4. Azulene

128

30. Fluoranthene202

5. Acenaphthene154

31. 2,2'-Dinitrobiphenyl

198, 139

6. Biphenyl

154

32. Pyrene

202

7. 2,6-Dimethylnaphthalene

156, 155

33. 2-Methylfluoranthene

216, 215

8. Acenaphthalene

152

34. 2,3-Benzofluorene

216, 215

9. Dibenzofuran

168, 139

35. Dodecahydrotriphenylene

240, 198

10. Dibenzo-p-dioxin

184

36. 1-Amino-4-nitronaphthalene

188, 115

11. Fluorene

166, 165

37. 9-Phenylanthracene

254, 253

12. 1-Nitronaphthalene

127, 17338. 1,2-Benzanthracene

228

13. 9,10-Dihydroanthracene

179, 180

39. Chrysene

240

14. 2-Nitronaphthalene

127, 173

40. Benz[a]anthracene-7,12-dione

258, 202

15. 2-Nitrobiphenyl

152, 115

41. 2,7-Dinitrofluorene

256, 163

16. Dibenzothiophene

184

42. Benzo[b]fluoroanthene252

17. Phenanthrene

178

43. Benzo[k]fluoranthene252

18. Anthracene

178

44. 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene

256, 241

19. 3-Nitrobiphenyl

199, 152

45. Benzo[e]pyrene

252

20. 4-Nitrobiphenyl

199, 152

46. Benzo[a]pyrene

252

21. 5,6-Benzoquinoline

179

47. Perylene

252

22. Carbazole

167

48. 3-Methylcholanthrene

268

23. 2-Methylanthracene

192, 191

49. 9,10-Diphenylanthracene330

24. 1,2,3,4-Tetrahydrofluoranthene

178, 206

50. 1,2,3,4-Dibenzanthracene278

25. 2-Phenylnaphthalene

204

51. 1,2,5,6-Dibenzanthracene278

26. 9-Methylanthracene

192, 191

52. Benzo[g,h,i]perylene

27650

DB-35ms も、PAH 分析に最適なカラムの一つです。

37
49

30
16 18

5, 6
2
1

9
3

7

8

4

10

11
10

22
13 15 17 2021 23
24
12
19
14

28

40

33
34

25 26, 27
32
31

20

25

38 39
35

30

41

35
Time (min)

540

51 52

46 47
48
44, 45

36

15

42 43

40

45

50
GCES018

環境アプリケーション、半揮発性物質

フェノール
カラム :

カラム :

推奨消耗品

DB-5ms122-5532
30 m x 0.25 mm、0.25 µm
DB-XLB
122-1232
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、シングルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、G1544-80730

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

キャリアガス : ヘリウム、1.2 mL/min 定流量
オーブン :

注入 :

検出器 :

1. Phenol

40 °C で 2 分間
40 °C/ min で 40～100 °C
100 °C で 0.50 分間
2 °C/min で 100～140 °C
30 °C/min で 140～340 °C

2. 2-Chlorophenol
3. 2-Methylphenol
4. 4-Methylphenol
5. 3-Methylphenol
6. 2-Chloro-5-methylphenol
7. 2,6-Dimethylphenol

パルスドスプリットレス、200 °C
パルス圧力と時間 : 25 psi で 1 分間
パージ流量と時間 : 50 mL/min で 0.25 分間
ガスセーバ流量と時間 : 20 mL/min で 3 分間

8. 2-Nitrophenol
9. 2,4-Dimethylphenol
10. 2,5-Dimethylphenol
11. 2,4-Dichlorophenol

MSD、320 °C トランスファライン
四重極 150 °C
イオン源 230 °C

12. 2,3-Dimethylphenol
13. 2,5-Dichlorophenol
14. 2,3-Dichlorophenol
15. 2-Chlorophenol
16. 4-Chlorophenol
17. 3,4-Dimethylphenol

DB-5ms12, 13

18. 2,6-Dichlorophenol

15, 17
14
4, 5

10
9
11

67

1 2

18

36, 3722, 2324 2627
34
25
35
33
38 39
2829, 30
1920 2132

19. 4-Chloro-2-methylphenol
20. 4-Chloro-3-methylphenol
21. 2,3,5-Trichlorophenol
22. 2,4-Dibromophenol40

23. 2,4,6-Trichlorophenol

3
8

31

24. 2,4,5-Trichlorophenol
25. 2,3,4-Trichlorophenol
26. 3,5-Dichlorophenol

5

6

7

8

9
Time (min)1011

27. 2,3,6-Trichlorophenol

12

28. 3,4,-Dichlorophenol
29. 3-Nitrophenol

36

DB-XLB

30. 2,5-Dinitrophenol
31. 2,4-Dinitrophenol
38
39
12
11, 137
6 8, 10 17
15
2 35
1
14 16
4
9
18

30, 32

22
23, 2421252627 28

33. 2,3,5,6-Tetrachlorophenol
34. 2,3,4,5-Tetrachlorophenol

34
33 35
19

32. 4-Nitrophenol

40
37

37. 2-Methyl-4,6-dinitrophenol

31

20

35. 2,3,4,6-Tetrachlorophenol
36. 3,4,5-Trichlorophenol
38. Pentachlorophenol

29

39. Dinoseb
40. 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol
6

8

10

12

14

16

18
20
Time (min)

22

24

26

28

30
GCES019www.agilent.com/chem/GC:jp541

環境アプリケーション、半揮発性物質

10 ng/µL 半揮発性チェックアウト標準
カラム :DB-UI 8270D
121-9723
20 m x 0.18 mm、0.36 µm

注入 :S/SL 1 µL パルスドスプリットレス、300 °C、1.4 分まで 44 psi
パルス、1.42 分で 50 mL/min のパージ流量、ガスセーバオフ

注入口ライナ : Agilent ウルトライナートシングルテーパ、ウール入り (部品番号 5190-2293)

1. N-ニトロソジメチルアミン

16. シマジン

2. アニリン

17. アトラジン

オーブン :

3. 1,4-ジクロロベンゼン-d4

18. ペンタクロロフェノール

4. イソホロン

19. テルブホス

5. 1,3-ジメチル-2-ニトロベンゼン

20. クロロタロニル

40 °C (2 分間)、25 °C/min で 40～320 °C (4.8 分間)

キャリアガス : ヘリウム、定流量、1.58 mL/min、40 °C で設定
トランスファライン 325 °C、イオン源 300 °C、四重極 150 °C、スキャン範囲 m/z 30～550

MSD :6. ナフタレン

21. フェナントレン-d10

7. ヘキサクロロシクロペンタジエン

22. アルドリン

8. メビンホス

23. ヘプタクロルエポキシド

9. アセナフテン-d10

24. エンドリン

GC/MSD :Agilent 7890 シリーズ GC/5975C シリーズ GC/MSD

Aux EPC :2 psi、分析中のブリードは 5 mL/min

10. 2,4-ジニトロフェノール

25. 4,4'-DDT

サンプリング : Agilent 7683B、5.0 µL シリンジ (部品番号 G4513-80206)

11. 4-ニトロフェノール

26. 3,3-ジクロロベンジジン

12. 2,4-ジニトロトルエン
13. フルオレン

27. クリセン d-12
28. ベンゾ[b]フルオランテン

14. 4,6-ジニトロ-2-メチルフェノール

29. ペリレン-d12

バックフラッシュ :

75 psi で 3.5 分間ポストラン、Aux EPC、注入口圧力 2 psi

15. トリフルラリン

13

9

2,4-ジニトロフェノールの優れたピーク形状とレスポンス

21
27

1800000
6

19

20

22

25

ピーク
番号 化合物

28

23

15
3
17

24

18

4
7

26

16

8

9. アセナフテン-d10
10. 2,4-ジニトロフェノール

29

51000000

500000122400000

11. 4-ニトロフェノール
12. 2,4-ジニトロトルエン

14

11
10

1

1000000

0
3.00

9.30 9.35 9.40 9.45 9.50 9.55 9.60 9.65 9.70 9.75

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

2,4-ジニトロフェノールの拡大図

Time

GC/MS によるフェノールの高分離能分析
カラム :VF-5msCP894430 m x 0.25 mm、0.25 µm

1. フェノール

11. 2,3,5-トリクロロフェノール

2. 2-クロロフェノール

12. 2,4,6-トリクロロフェノール

3. o-クレゾール

13. 2,4,5-トリクロロフェノール

4. m-クレゾール

14. 2,3,4-トリクロロフェノール

キャリアガス : ヘリウム、70 kPa

5. p-クレゾール

15. 2,3,6-トリクロロフェノール

注入 :スプリット、200:1、T=275 °C

6. 2-ニトロフェノール

16. 4-ニトロフェノール

7. 2,4-ジメチルフェノール

17. 2,4-ジニトロフェノール

検出器 :Agilent イオントラップ MS

8. 2,4-ジクロロフェノール

18. 2,3,5,6 テトラクロロフェノール

9. 2,6-ジクロロフェノール

19. 2-メチル-4,6-ジニトロフェノール

10. 4-クロロ-3-メチルフェノール

20. ペンタクロロフェノール

14

21. 2-sec-ブチル-4,6-ジニトロフェノール(ジノセブ)

サンプル濃度 : オンカラムで 1 成分あたり約 5～10 ng

1

4+5

10
2
3

8
6+7

9

1213
11

15

19

16 17

21

18
20

0

min

45
VGC0013542

環境アプリケーション、半揮発性物質

EPA メソッド 8040 に基づいたフェノール
カラム :CP-Sil 8 CB
CP745450 m x 0.32 mm、0.25 µm

1. フェノール

11. 2,3,5-トリクロロフェノール

サンプル濃度 : 1 ppm

2. 2-クロロフェノール

12. 2,4,6-トリクロロフェノール

オーブン :

3. o-クレゾール

13. 2,4,5-トリクロロフェノール

4. m-クレゾール

14. 2,3,4-トリクロロフェノール

5. p-クレゾール

15. 2,3,6-トリクロロフェノール

6. 2-ニトロフェノール

16. 4-ニトロフェノール

7. 2,4-ジメチルフェノール

17. 2,4-ジニトロフェノール

8. 2,4-ジクロロフェノール

18. 2,3,5,6-テトラクロロフェノール

9. 2,6-ジクロロフェノール

19. 2-メチル-4,6-ジニトロフェノール

10. 4-クロロ-3-メチルフェノール

20. ペンタクロロフェノール

8 °C/min で 80～200 °C

キャリアガス : 水素、150 kPa (1.5 bar、21 psi)
注入 :スプリット、100 mL/min

検出器 :

FID

1

4+5
10

2
3

8
7

9

21. 2-sec-ブチル-4,6-ジニトロフェノール(ジノセブ)

13
12
11 14
15

19

17

21

16
18

20

6

0

15

min

VGC0014

EPA メソッド 552.2
カラム :DB-35ms
123-3832
30 m x 0.32 mm、0.25 µm

カラム :DB-XLB
123-1236
30 m x 0.32 mm、0.50 µm

12DB-35ms11

キャリアガス : ヘリウム 45 cm/s (定流量モードで EPC)
オーブン :

注入 :
検出器 :

9

40 °C で 0.5 分間
15 °C/min で 40～200 °C
200 °C で 2 分間
スプリットレス、250 °C
30 秒のパージ時間

7

1. Chloroacetic acid5
1

2. Bromoacetic acid4

3. Dichloroacetic acid6

4. DalaponµECD、350 °C

5. Trichloroacetic acid

窒素メークアップガス(カラム + メークアップガス流量 =30 mL/min 定流量)
サンプル :

82, 3

成分あたり 50 pg

456Time (min)78

6. 1,2,3-Trichloropropane (IS)7. Bromochloroacetic acid
8. Bromodichloroacetic acid

DB-XLB

9. Dibromoacetic acid
10. 2,3-Dibromopropionic acid (SS)12

11. Chlorodibromoacetic acid11

12. Tribromoacetic acid

推奨消耗品
セプタム :
ライナ :シリンジ :

8, 9

7

11 mm 高性能グリーンセプタム、
5183-4759
ダイレクトコネクト、デュアル
テーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、G1544-80700

10 µL、テーパ、ニードル固定型
23-26s/42/HP、5181-1267

IS - 内部標準
SS - サロゲート標準

3
5
2
4

1

10

6

4

5

6
Time (min)78
GCES020www.agilent.com/chem/GC:jp543

環境アプリケーション、揮発性物質

環境アプリケーション、揮発性物質
EPA メソッド 8021、拡張化合物リスト (ELCD)
カラム :DB-624124-1374
75 m x 0.45 mm、2.55 µm

カラム :DB-VRX124-1574
75 m x 0.45 mm、2.55 µm

推奨消耗品
ライナ :

ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

シール :金メッキシール、18740-20885

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

キャリアガス : ヘリウム、9 mL/min、35 °C
オーブン :

1. Dichlorodifluoromethane

35 °C で 12 分間
5 °C/min で 35～60 °C
60 °C で 1 分間
17 °C/min で 60～200 °C
200 °C で 5 分間

サンプリング : パージ & トラップ (O.I.A.4560)
トラップ : VoCarb 3000
予備加熱 : 175 °C
脱着 :260 °C で 1 分間
注入 :
検出器 :

サンプル :

26. 1,2-Dichloropropane

2. Chloromethane

27. Dibromomethane

3. Vinyl chloride

28. Trifluorotoluene (IS)

4. Bromomethane

29. Bromodichloromethane

5. Chloroethane

30. 2-Chloroethyl vinyl ether

6. Trichlorofluoromethane

31. cis-1,3-Dichloropropene

7. 2-Chloropropane (IS)32. Toluene

8. 1,1-Dichloroethene

33. trans-1,3-Dichloropropene

9. Iodomethane

34. 1,1,2-Trichloroethane

10. Allyl chloride

35. Tetrachloroethene

11. Methylene chloride

36. 1,3-Dichloropropane

J&W LVI (小容量インジェクタ)、150 °C

12. trans-1,2-Dichloroethene

37. DibromochloromethaneA : PID (O.I.A. 4430)、200 °C ヘリウムメークアップガス(20 mL/min)
B : ELCD (O.I.A. 4420)、ハロゲンモードの Ni 触媒反応チューブを使用、反応装置温度 950 °C

13. 1,1-Dichloroethane

38. 1,2-Dibromoethane

14. Chloroprene

39. 1-Chloro-3-fluorobenzene (IS)15. cis-1,2-Dichloroethene

40. Chlorobenzene

成分あたり 20 ppb、水溶液 5 mL

DB-62435, 364150

34

16. 2,2-Dichloropropane

41. 1,1,1,2-Tetrachloroethane

17. Bromochloromethane

42. Ethylbenzene

18. Chloroform

43. m-Xylene

19. 1,1,1-Trichloroethane

44. p-Xylene

20. Carbon tetrachloride

45. Styrene

21. 1,1-Dichloropropene

46. o-Xylene

22. Benzene

47. Bromoform

23. 1,2-Dichloroethane

48. Isopropylbenzene

24. Fluorobenzene (IS)49. cis-1,4-Dichlorobutene

25. Trichloroethene51, 52

50. 1,1,2,2-Tetrachloroethane
51. Bromobenzene
52. 1,2,3-Trichloropropane

31
20, 21
11
8

12

6

2

13

23
19

49
47

38
40
39

26
27

62
60 65

53. n-Propylbenzene

54
68

56

54. 2-Chlorotoluene

69

63

30

55. 1,3,5-Trimethylbenzene

71

56. 4-Chlorotoluene

67

7

45

1

18
17

10

3

29
25

15, 16

37

33

66

14

9

57. tert-Butylbenzene
58. 1,2,4-Trimethylbenzene

0

2

4

6

8

10

12

14

16
18
Time (min)

20

22

24

26

28

30

59. sec-Butylbenzene
60. 1,3-Dichlorobenzene
61. p-Isopropyltoluene
62. 1,4-Dichlorobenzene

41

DB-VRX

63. Benzyl chloride

35

50

34

31 33

11
12
6

2
3

45

18

2

19

10

17

21

27

16

7

37

49
47

38

40
39

66. Bis(2-chloroisopropyl) ether

69
68
54 56
51

67. 1,2-Dibromo-3-chloropropane
68. 1,2,4-Trichlorobenzene

71

69. Hexachlorobutadiene

6730

70. Naphthalene

14

1

0

23

15

13

20

25
29
26

65. 1,2-Dichlorobenzene

52

36

8, 9

64. n-Butylbenzene

60, 6362 65, 66

4

6

8

71. 1,2,3-Trichlorobenzene

10

12

14

16
18
Time (min)

20

22

24

26

28

30
GCEV004544

環境アプリケーション、揮発性物質

高速 VOC 分析
カラム :DB-624121-1324
20 m x 0.18 mm、1.00 µm

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

キャリアガス : ヘリウム、37 cm/s (定流量モード）

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

オーブン :

シール :金メッキシール、18740-20885

35 °C で 4 分間
15 °C/min で 35～200 °C
200 °C で 0.1 分間
17 °C/min で 60～200 °C

サンプリング : パージ & トラップ (Tekmar LSC 3000)
パージ :ヘリウム、50 mL/min で 11 分間
250 °C予熱 :脱着 :260 °C で 2 分間
配管とバルブ温度 :100 °C
検出器 :MSD、250 °C トランスファライン
フルスキャン m/z 35～260
3.25 スキャン/s

サンプル :

成分あたり 10 ppb、水 25 mL

48
41

32, 335975 に最適
29
34
43 46
39 42 44

31

36
40
23

45
26

1516

6
1

23 4

8

14
13
12

9
10

5

2

3

4

5

38
37

30

50

18

11

7

51

47

6

53

19
21
20

17

7

1. Dichlorofluoromethane

27. Dibromochloromethane

2. Chloromethane

28. 1,2-Dibromomethane

3. Vinyl chloride

29. Chlorobenzene

4. Bromomethane

30. 1,1,1,2-Tetrachloroethane

5. Chloroethane

31. Ethylbenzene

6. Trichlorofluoromethane

32. m-Xylene

7. 1,1-Dichloroethene

33. p-Xylene

8. Methylene chloride

34. o-Xylene

9. trans-1,2-Dichloroethene

35. Bromoform

10. 1,1-Dichloroethane

36. Isopropylbenzene

11. 2,2-Dichloropropane

37. Bromofluorobenzene

12. Bromochloromethane

38. Bromobenzene

13. Chloroform

39. n-Propylbenzene

14. 1,1,1-Trichloroethane

40. 2-Chlorotoluene

15. Carbon tetrachloride

41. 1,3,5-Trimethylbenzene

16. Benzene

42. tert-Butylbenzene

17. Fluorobenzene

43. 1,2,4-Trimethylbenzene

18. Trichloroethene

44. sec-Butylbenzene

19. 1,2-Dichloropropane

45. 1,3-Dichlorobenzene

20. Dibromomethane

46. 4-Isopropyltoluene

21. Bromodichloromethane

47. 1,4-Dichlorobenzene

22. cis-1,3-Dichloropropene

48. 1,2-Dichlorobenzene

23. Toluene

49. 1,2-Dibromo-3-chloropropane

24. trans-1,3-Dichloropropene

50. 1,2,4-Trichlorobenzene

25. 1,1,2-Trichloroethane

51. Hexachlorobutadiene

26. Tetrachloroethene

22
2425

52

27
28

8
9
Time (min)

35

10

11

12

13

14

52. Naphthalene
53. 1,2,3-Trichlorobenzene

49

15
GCEV005

www.agilent.com/chem/GC:jp545

環境アプリケーション、揮発性物質

Agilent 7697A ヘッドスペースおよび 7890B/5977A
GC/MS を用いた環境水中の揮発性有機化合物の分析
カラム :

装置 :

注入 :

VF-624ms
CP910360 m x 0.25 mm、1.40 µm
Agilent 7697A ヘッドスペースおよび 7890B/5977A GC/MS

キャリアガス : ヘリウム、11 mL/min、160 °C
オーブン :

検出器 :5977A MSD、同時スキャン/SIM モード

サンプル :

標準 VOC 混合物

サンプル濃度 : 10 µg/L

32 °C で 2 分間、10 °C/min で 32～220 °C、220 °C で 5 分間
RT (分)RT (分)

CAS
NumberCAS
NumberRT (分)CAS Number

1. ジクロロジフルオロメタン 3.387

75-71-8

21. ベンゼン

9.440

71-43-2

3.734

74-87-3

11. トランス-1,2-ジクロロエテン 7.069
7.644
12. 1,1-ジクロロエタン

156-60-5

2. クロロメタン

75-34-3

22. 1,2-ジクロロエタン

9.497

107-06-2

3. 塩化ビニル

3.980

75-01-4

13. エチル-tert-ブチルエーテル 8.091

637-92-3

23. tert-アミルメチルエーテル

9.540

994-05-8

4. ブロモメタン

4.390

74-83-9

14. cis-1,2-ジクロロエテン

8.353

156-59-2

24. トリクロロエテン

10.23279-01-6

5. クロロエタン

4.788

75-00-3

15. 2,2-ジクロロプロパン

8.370

594-20-7

25. 1,2-ジクロロプロパン

10.57678-87-5

6. トリクロロフルオロメタン 5.202

75-69-4

16. ブロモクロロメタン

8.656

74-97-5

26. ジブロモメタン

10.69974-95-3

7. 1,1-ジクロロエテン

5.998

75-34-4

17. クロロホルム

8.756

67-66-3

27. ブロモジクロロメタン

10.88475-27-4

8. 二硫化炭素

6.33875-15-0

18. 1,1,1-トリクロロエタン

8.995

71-55-6

28. cis-1,3-ジクロロプロペン

11.43710061-01-5

9. ジクロロメタン

6.701

75-09-2

19. 1,1-ジクロロ-1-プロペン 9.177

563-58-6

29. トルエン

11.890108-88-3

1634-04-04

20. 四塩化炭素

56-23-5

30. トランス-1,3-ジクロロプロペン 12.165

10061-02-6

31. 1,1,2-トリクロロエタン

12.44379-00-5

32. テトラクロロエテン

12.580127-18-4

33. 1,3-ジクロロプロパン

12.673

142-28-9

34. ジブロモクロロメタン

12.981

124-48-1

35. 1,2-ジブロモエタン

13.175106-93-4

36. クロロベンゼン

13.830108-90-7

37. 1,1,1,2-テトラクロロエタン

13.939630-20-6

38. エチルベンゼン

13.934100-41-4

39. m および p-キシレン

14.11540. o-キシレン

14.669108-38-3 および 106-42-3
95-47-6

41. スチレン

14.699100-42-5

42. ブロモホルム

14.99475-25-2

43. イソプロピルベンゼン

15.18398-82-8

44. 1,1,2,2-テトラクロロエタン

15.61279-34-5

45. ブロモベンゼン

15.697

108-86-1

46. 1,2,3-トリクロロプロパン

15.731

96-18-4

47. n-プロピルベンゼン

15.793103-65-1

48. 2-クロロトルエン

15.95295-49-8

49. 3-クロロトルエン

16.042

108-41-8

50. 1,3,5-トリメチルベンゼン

16.048108-67-8

51. 4-クロロトルエン

16.133

106-43-4

52. tert-ブチルベンゼン

16.526

98-06-6

53. 1,2,4-トリメチルベンゼン

16.60895-63-6

54. sec-ブチルベンゼン

16.856135-98-8

55. 1,3-ジクロロベンゼン

17.071541-73-1

56. 4-イソプロピルトルエン

17.07799-87-6

57. 1,4- ジクロロベンゼン

17.220106-46-7

58. 1,2,3-トリメチルベンゼン

17.231526-73-8

59. n-ブチルベンゼン

17.689104-51-8

60. 1,2-ジクロロベンゼン

17.76195-50-1

61. 1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン 18.949

96-12-8

62. 1,3,5-トリクロロベンゼン

19.215

108-70-3

63. 1,2,4-トリクロロベンゼン

20.179120-82-1

64. ヘキサクロロブタジエン

20.37087-68-3

65. ナフタレン

20.60491-20-3

66. 1,2,3-トリクロロベンゼン

20.92287-61-6

10. メチル-tert-ブチルエーテル 7.046

カウント vs. 取り込み時間 (分)10 µg/L VOC 標準スキャンおよび SIM トレース

カウント vs. 取り込み時間 (分)1 µg/L VOC 標準スキャンおよび SIM トレース

546

スプリット、4:1、160 °C で 5 分間、100 mL/min で 1 分間パージ

9.189

環境アプリケーション、揮発性物質

EPA メソッド 551
カラム :

DB-1
122-1033
30 m x 0.25 mm、1.00 µm

キャリアガス : ヘリウム、24.8 cm/s、
150 °C で測定

注入 :オーブン :

検出器 :ECD、300 °C

サンプル :

1 µL、50 pg/µL、AccuStandard

35 °C で 9 分間
10 °C/min で 35～40 °C
40 °C で 3 分間
6 °C/min で 40～150 °C
150 °C で 1 分間

スプリットレス、200 °C
15 秒のパージ時間
4

1. Chloroform

10. Chloropicrin

2. 1,1,1-Trichloroethane

11. Dibromochloromethane

3. Carbon tetrachloride

12. Bromochloroacetonitrile

4. Trichloroacetonitrile

13. 1,2-Dibromoethane

5. Dichloroacetonitrile

14. Tetrachloroethene

6. Bromodichloromethane

15. 1,1,1-Trichloropropanone

7. Trichloroethene

16. 1,2-Dibromopropane (IS)8. Chloral hydrate

17. Bromoform
19. 1,2-Dibromo-3-chloropropane
15
14

推奨消耗品
セプタム :

18

19
6

2

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

12

9
7

スプリットレス、シングルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、5181-3316

ライナ :18. Dibromoacetonitrile

9. 1,1-Dichloro-2-propanone

3

11

5

10

13

16 17

8
1

シール :

金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267
0

10

20
Time (min)30

40
GCEV008

欧州レッドリスト揮発性化合物
カラム :DB-5.625
122-5632
30 m x 0.25 mm、0.50 µm

カラム :

推奨消耗品

DB-624122-1334
30 m x 0.25 mm、1.40 µm

キャリアガス : ヘリウム、35 cm/s、40 °C で測定
オーブン :

40 °C で 2 分間
12 °C/min で 40～140 °C

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

シール :金メッキシール、18740-20885

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 50:1

検出器 :FID、300 °C

サンプル :

1 µL、原液混合物のヘッドスペースガス

窒素メークアップガス、30 mL/min

DB-5.625

DB-624

8

1

1

7

5

1. 1,1-Dichloroethylene
2. 1,1-Dichloroethane
3. Chloroform

4
5

2

2
6

4. 1,1,1-Trichloroethane7

5. 1,2-Dichloroethane
6. Carbon tetrachloride

84

7. Trichloroethylene

3

3

0

1

2

3
4
Time (min)

5

6

7

0

2

4

8. Tetrachloroethylene

6

6

8

10

Time (min)GCEV010www.agilent.com/chem/GC:jp547

環境アプリケーション、揮発性物質

GC/MS (スプリット注入) による EPA 揮発性物質
カラム :

推奨消耗品

DB-VRX
122-1564
60 m x 0.25 mm、1.40 µm

キャリアガス : ヘリウム、30 cm/s、45 °C で測定
オーブン :

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

シール :ゴールドシールキット、5188-5367

45 °C で 10 分間
12 °C/min で 45～190 °C
190 °C で 2 分間
6 °C/min で 190～225 °C
225 °C で 1 分間

61,62 68,63

60 64 70716672 75 74
5758
73
67 7879
44
50
76 80 83
32 42, 43 49 53
81
69
82
59
33
47,45
84
51
29,30
77
363739 40 46
52
54
38
85
27
31
55
13
25
34
10, 145641
12
65
20 21 28
16 15
24 23
86
7
11
18, 22
23 4
26
5 6
1
19
9
87
48

サンプリング : パージ & トラップ (O.I.A. 4560)
パージ :ヘリウム、40 mL/min で 11 分間
トラップ : Tenax/シリカゲル/Carbosieve
予熱 :175 °C脱着 :220 °C で 0.6 分間
注入 :スプリット、110 °C
スプリット流量 30mL/min

検出器 :MSD、トランスファライン 235 °C
フルスキャン m/z 35～260 (m/z 44 減算)

カラム :

0

検出器 :

45 °C で 3 分間
8 °C/min で 45～90 °C
90 °C で 4 分間
6 °C/min で 90～200 °C
200 °C で 5 分間

548

20

25

30
GCEV001

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

シール :ゴールドシールキット、5188-5367
61,62

63,64

33, 34

48

70,71
72 76
83
79
73
74 78 8180

52,53

66

60
15,16
19, 20, 21, 22
14 26, 27 31, 32
13
11 10

スプリット、110 °C
スプリット流量 30mL/min

MSD、トランスファライン 235 °C
フルスキャン m/z 35～260 (m/z 44 減算)

15Time (min)セプタム :

サンプリング : パージ & トラップ (O.I.A. 4560)
パージ :ヘリウム、40 mL/min で 11 分間
トラップ : Tenax/シリカゲル/Carbosieve
予熱 :175 °C脱着 :220 °C で 0.6 分間
注入 :

10

90
91

推奨消耗品

DB-624122-1364
60 m x 0.25 mm、1.40 µm

キャリアガス : ヘリウム、31 cm/s、40 °C で測定
オーブン :

5

89
88

25
18 24
8, 9 12
23
17
7

4
1
23

0

5

69
30

38 40

29
36
35

41
39 42

50
51 54
49
55

45

59

67

82

84
90
85

68

88
91
89

65

56

46
43,
44

6

75

58

86
47
87

5

10

15

20
Time (min)

25

30

35
GCEV002

1. ジクロロジフルオロメタン

20. cis -1,2- ジクロロエチレン

39. 1,2- ジクロロプロパン

58. クロロベンゼン

77. ペンタクロロエタン

2. クロロメタン

21. 2,2- ジクロロプロパン

40. メタクリル酸メチル

59. 1,1,1,2- テトラクロロエタン

78. 1,2,4- トリメチルベンゼン

3. 塩化ビニル

22. プロピオニトリル

41. ジブロモエタン

60. エチルベンゼン

79. sec- ブチルベンゼン

4. ブロモメタン

23. アクリル酸メチル

42. ブロモジクロロメタン

61. m- キシレン

80. 1,3- ジクロロベンゼン

5. クロロエタン

24. メタクリロニトリル

43. 2- ニトロプロパン

62. p- キシレン

81. p- イソプロピルトルエン

6. トリクロロフルオロメタン

25. ブロモクロロメタン

44. クロロアセトニトリル

63. o- キシレン

82. 1,4- ジクロロベンゼン

7. ジエチルエーテル

26. テトラヒドロフラン

45. cis -1,3- ジクロロプロペン

64. スチレン

83. n- ブチルベンゼン

8. 1,1- ジクロロエタン

27. クロロホルム

46. 4- メチル -2- ペンタノン

65. ブロモホルム

84. 1,2- ジクロロベンゼン

9. アセトン28. ペンタフルオロベンゼン (IS) 47. 1,1- ジクロロ -2- プロパノン

66. イソプロピルベンゼン

85. ヘキサクロロエタン

10. ヨードメタン

29. 1,1,1- トリクロロエタン

48. トルエン

67. 4- ブロモフルオロベンゼン (SS) 86. 1,2- ジブロモ -3- クロロプロパン

11. 二硫化炭素

30. 1- クロロブタン

49. trans - 1,3- ジクロロプロペン

68. 1,1,2,2- テトラクロロエタン

87. ニトロベンゼン

12. 塩化アリル

31. 1,1- ジクロロプロパン

50. メタクリル酸エチル

69. ブロモベンゼン

88. 1,2,4- トリクロロベンゼン

13. 塩化メチレン

32. 四塩化炭素

51. 1,1,2- トリクロロエタン

70. 1,2,3- トリクロロプロパン

89. ヘキサクロロブタジエン

14. アクリロニトリル

33. ベンゼン

52. テトラクロロエチレン

71. trans -1,4- ジクロロ -2- ブテン 90. ナフタレン

15. メチル - tert - ブチルエーテル 34. 1,2- ジクロロエタン

53. 1,3- ジクロロプロパン

72. n- プロピルベンゼン

16. trans -1,2- ジクロロエチレン

35. 2,2- ジメチルヘキサン

54. 2- ヘキサノン

73. 2- クロロトルエン

17. ヘキサン

36. フルオロベンゼン (IS)55. ジブロモクロロメタン

74. 1,3,5- トリメチルベンゼン

18. 1.1- ジクロロエタン

37. 1,4- ジフルオロベンゼン (IS)56. 1,2- ジブロモエタン

75. 4- クロロトルエン

19. 2- ブタノン

38. トリクロロエチレン

57. 1- クロロ -3- フルオロベンゼン (IS)76. tert - ブチルベンゼン

91. 1,2,3- トリクロロベンゼン
IS - 内部標準
SS - サロゲート標準
注 : どちらのクロマトグラムにも出ていない化合物があります。

環境アプリケーション、大気分析

環境アプリケーション、大気分析
EPA 大気分析メソッド TO-14 標準サンプル
カラム :

DB-1
123-1063
60 m x 0.32 mm、1.00 µm

推奨消耗品

キャリアガス : ヘリウム、25 cm/s、CO2 の測定、35 °C、
定流量モードセプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

オーブン :

35 °C で 5 分間
5 °C/min で 35～120 °C
30 °C/min で 120～220 °C
220 °C で 5 分間

シール :金メッキシール、18740-20885

Entech 7100 低温サンプル前濃縮装置

1. CO2

14. Bromochloromethane (IS)注入 :2. Freon 12 (dichlorodifluoromethane)

15. Chloroform

検出器 :

MSD

サンプル :

400 mL の 10 ppbV TO-14 標準
および 100 mL の 20 ppbv IS/SS 標準

フルスキャン m/z 40-250

3. Chloromethane

16. 1,2-Dichloroethane

4. Freon 114 (1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane)

17. 1,1,1-Trichloroethane

5. Vinyl chloride

18. Benzene

6. Bromomethane

19. Carbon tetrachloride

7. Chloroethane

20. 1,4-Difluorobenzene (IS)8. Freon 11 (trichlorofluoromethane)

21. 1.2-Dichloropropane

9. 1,1-Dichloroethene

22. Trichloroethene

10. Methylene chloride

23. cis-1,3-Dichloropropene

11. Freon 113 (1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane)

24. trans-1,3-Dichloropropene

12. 1.1-Dichloroethane

25. 1,1,2-Trichloroethane

13. cis-1,2-Dichloroethene

26. Toluene-d8 (SS)
27. Toluene1

28. 1,2-Dibromoethane
29. Tetrachloroethene

11

30. Chlorobenzene-d5 (SS)

22

2 4
17

15
8
3 5

6

910

32. Ethylbenzene

21

13

12

31. Chlorobenzene

18 19

33. m-Xylene

20

16

23

14

34. p-Xylene
35. Styrene

7

36. 1,1,2,2-Tetrachloroethane
4

5

6

7

8

9

10
Time (min)ピーク 36

11

12

13

14

37. o-Xylene
38. 4-Bromofluorobenzene (SS)ピーク 3739. 1,3,5-Trimethylbenzene

m/z 91

40. 1,2,4-Trimethylbenzene
41. 1.3-Dichlorobenzene

m/z 83

42. 1,2-Dichlorobenzene
46

39 40

21.45

29

21.50

21.55

34
32 33
31

27

21.60

41
42

21.65

45. 1,2-Dibromobenzene (IS)46. Hexachloro-1,3-butadiene

36 37
44

35

25

45
38

30

26

43. 1.4-Dichlorobenzene
44. 1,2,4-Trichlorobenzene

43

28

24

16

17

18

19

20

21

22
23
Time (min)

24

25

26

27
GCEA001

このクロマトグラムをご提供いただいた Entech Instruments に謝意を表します。

www.agilent.com/chem/GC:jp549

環境アプリケーション、大気分析

ホルムアルデヒド、50 ppb
カラム :DB-5ms123-5563
60 m x 0.32 mm、1.00 µm

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

キャリアガス : ヘリウム、1.5 mL/min

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

オーブン :

シール :金メッキシール、18740-20885

35 °C で 5 分間
10 °C/min で 35～85 °C

サンプリング : Entech 7100 低温サンプル前濃縮装置
検出器 :サンプル :

1. Formaldehyde

GC/MS 6890/5973N

3

スキャン m/z 29 - 180、0～6 分
m/z 33 - 280 、6～30 分
電子イオン化 70 eV

2. Acetaldehyde
3. Acetone-d6
4. Acetone
5. Propanol

100 cc、50 ppb ホルムアルデヒド、20 ppb その他

6. 2-Butanone

このクロマトグラムをご提供いただいた Entech Instruments にお礼を申し上げます。

6

4
2

5

1

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0 6.5
Time (min)

7.0

7.5

8.0

8.5
GCEA003

大気中の硫黄化合物
カラム :DB-5ms123-5563
60 m x 0.32 mm、1.00 µm
1. Hydrogen sulfide

キャリアガス : ヘリウム、1.5 mL/min
オーブン :

5

2. Carbonyl sulfide

35 °C で 5 分間
6 °C/min で 35～140 °C
15 °C/min で 140～220 °C
220 °C で 3 分間

3. Methyl mercaptan
4. Dimethyl sulfide
5. Carbon disulfide
6. Bromochloromethane
7. 1,4-Difluorobenzene

サンプリング : Entech 7100 低温サンプル前濃縮装置
検出器 :サンプル :

8. Chlorobenzene-d5

GC/MS 6890/5973N
スキャン 29～180 amu、0～6 分
33～280 amu、6～30 分
電子衝撃 70 eV

9. 4-Bromofluorobenzene

42400 cc 10 ppb 硫黄

3

このクロマトグラムをご提供いただいた Entech Instruments にお礼を申し上げます。

6

1

4

550

9

8

7

6

8

10

12
14
Time (min)

16

18

20
GCEA004

環境アプリケーション、大気分析

N2O I
カラム :

HP-PLOT Q
19095P-QO4
30 m x 0.53 mm、40.00 µm

N2
CO2

キャリアガス : ヘリウム、 5 psi (おおよそ 8 mL/min)
オーブン :

35 °C 定温注入 :250 µL 注入

N2O

CH4

スプリット比 3:1
検出器 :TCD、200 °C

サンプル :

約 200 ppmv のメタン
200 ppmv の CO2
250 ppmv の N2O (窒素バランスガス)

2.2

2.4

2.6

2.8

3
Time (min)

3.2

3.4

3.6

3.8
GCEA006

N2O II
カラム :HP-PLOT Molesieve
19095P-MS6
30 m x 0.53 mm、25.00 µm

N2

O2

キャリアガス : ヘリウム、6 psi (おおよそ 10 mL/min)
オーブン :

50 °C で 5 分間、25 °C/min で 50～200 °C、200 °C 保持注入 :250 µL 注入

N2O
CH4
CO

スプリット比 4:1
検出器 :TCD、250 °C
カラム補正オン

サンプル :

約 200 ppmv のメタン
200 ppmv の CO2
250 ppmv の N2O (窒素バランスガス)

2

4

6Time (min)8

10
GCEA007

N2O III
カラム :GS-CarbonPLOT
113-3133
30 m x 0.32 mm、3.00 µm

N2
H2O

キャリアガス : ヘリウム、12 psi (おおよそ 3 mL/min）
オーブン :

35 °C 定温注入 :250 µL 注入

検出器 :TCD、200 °C

サンプル :

約 200 ppmv のメタン
200 ppmv の CO2
250 ppmv の N2O (窒素バランスガス)

CO2

CH4

スプリット比 4:1

1

1.5

2

2.5

www.agilent.com/chem/GC:jp

N2O

3Time (min)

3.5

4

4.5
GCEA008551

環境アプリケーション、大気分析

厚膜タイプの Molsieve カラムによる永久ガス分析
カラム :サンプル :

CP-Molsieve 5Å
CP753825 m x 0.53 mm、50.00 µm

5
4
3

10 µL

1. ヘリウム

2

サンプル濃度 : % オーダー

2. ネオン
3. アルゴン

キャリアガス : 水素

4. 酸素

1

オーブン :

30 °C

注入 :

スプリット、100mL/min

検出器 :

TCD

5. 窒素

min

0

5
VGC0004

タンデム PLOT カラムによる永久ガスと CO2 の高速分析
カラム :Select for Permanent Gases/CO2
CP7429サンプル :

10 µL

1. He (ms-5Å)2. O2 (ms-5Å)3. N2 (ms-5A)
4. Methane (ms-5A)

サンプル濃度 : % レベル

5. CO (ms-5A)

キャリアガス : H2、60 kPa
オーブン :

45 °C

注入 :

スプリット、50mL/min

検出器 :

µ-TCD

6. He (PBQ)
2

7. N2 + O2 + CO (PBQ)

3

8. Methane (PBQ)
9. CO2 (PBQ)

7
4

2.5 分

5
8
1
6

0

9

min

5

VGC0005

Molsieve 5Å で分離

552

PoraBOND Q で分離

環境アプリケーション、大気分析

EPA 大気分析メソッド TO-15 (1 ppbv 標準)

推奨消耗品

カラム :

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

シール :金メッキシール、18740-20885

DB-5ms123-5563
60 m x 0.32 mm、1.00 µm

キャリアガス : ヘリウム、1.5 mL/min
オーブン :

35 °C で 5 分間
6 °C/min で 35～140 °C
15 °C/min で 140～220 °C
220 °C で 3 分間

検出器 :サンプリング : Entech 7100 定温サンプル前濃縮装置

サンプル :

GC/MS 6890/5973N
スキャン m/z 29 - 180、0～6 分
m/z 33 - 280 、6～30 分
電子イオン化 70 eV

サンプル負荷量 400 mL、すべての化合物は 100 ppbV、
ただし、ホルムアルデヒド (50 ppbv)、アセトアルデヒド(20 ppbv)、プロパノール (20 ppbv)、アセトン (30 ppbv)、
2-ブタノン (30 ppbv) を除く

定量イオン

定量イオン

(m/z)

(m/z)

定量イオン

(m/z)

1. ホルムアルデヒド

30

26. n- ヘキサン

57

51. テトラクロロエチレン

166

2. プロペン41

27. cis-1,2- ジクロロエチレン

9652. 1,2- ジブロモエタン

107

3. ジクロロジフルオロメタン

85

28. 酢酸エチル

4353. クロロベンゼン - d5 (IS)117

4. クロロメタン

50

29. ブロモクロロメタン (IS)128

54. クロロベンゼン

112

5. ジクロロテトラフルオロエタン

85

30. クロロホルム

83

55. エチルベンゼン

91

6. アセトアルデヒド

29

31. テトラヒドロフラン

42

56. m- キシレン

917. 塩化ビニル

62

32. 1,1,1- トリクロロエタン

97

57. p- キシレン

91

8. 1,3- ブタジエン

39

33. 1,2- ジクロロエタン

62

58. スチレン

104

9. ブロモメタン

94

34. ベンゼン

78

59. o- キシレン

91

10. クロロエタン

64

35. 四塩化炭素

11760. ブロモホルム

173

11. ブロモエタン

106

36. シクロヘキサン

56

61. 1,1,2,2- テトラクロロエタン 83

12. トリクロロフルオロメタン

101

95

58

114
37. 1,4- ジフルオロベンゼン (IS)38. 2,2,4-トリメチルペンタン (イソオクタン) 57

62. 4- ブロモフルオロベンゼン

13. アセトン

63. 4- エチルトルエン

105

14. プロパナール

29

39. n- ヘプタン

41

64. 1,3,5- トリメチルベンゼン

105

15. イソプロピルアルコール45

40. トリクロロエチレン

13065. 1,2,4- トリメチルベンゼン

105

16. 1,1- ジクロロエタン

61

41. 1,2- ジクロロプロパン

63

66. 1,3- ジクロロベンゼン

146

17. 1,1,2- トリクロロ -1,2,2-トリフルオロエタン 101

42. 1,4- ジオキサン

8867. 塩化ベンジル

91

18. 塩化メチレン

4943. ブロモジクロロメタン

83

68. 1,4- ジクロロベンゼン

146

19. 3-クロロ-1-プロペン (塩化アリル)

76

44. 4- メチル -2- ペンタノン (MIBK)

43

69. 1,2- ジクロロベンゼン

146

20. 二硫化炭素

7645. cis -1,3- ジクロロプロペン

75

70. 1,2,4- トリクロロベンゼン

180

21. trans -1,2- ジクロロエチレン

9646. trans - 1,3- ジクロロプロペン

75

71. ヘキサクロロブタジエン

225

22. tert- ブチルメチルエーテル (MTBE)

73

47. トルエン

91

23. 1.1- ジクロロエタン
24. 酢酸ビニル

6348. 1,1,2- トリクロロエタン

97

43

49. 2- ヘキサノン

43

25. 2- ブタノン (MEK)72

50. ジブロモクロロメタン

129

62

71

37
29
4, 5
53
17
63
40
34, 353

12

32
18, 1913 16
6, 7 9 11
8
14
10
15

1, 2

20

43

44, 45

41

48

5

6

7

8

61
67

60

50

46

31

9
10
Time (min)

58

54

52

49

42

4

51

47

33
28

70

55 56 59
57

38
39

36

25
30
21
23, 24 2627
22

64 65 68
69
66

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22 23
Time (min)

24

25

26

27

28
GCEA002

このクロマトグラムをご提供いただいた Entech Instruments にお礼を申し上げます。

www.agilent.com/chem/GC:jp553

食品および香料アプリケーション

食品および香料アプリケーション
DB-624UI 1 µL/L 発酵酒標準混合液
カラム :DB-624 Ultra Inert
123-1334UI
30 m x 0.32 mm、1.80 µm

キャリアガス : ヘリウム、2.3 mL/min、定流量、35 °C
オーブン :

35 °C で 5 分間
10 °C で 35～100 °C (1.5 分間)
15 °C で 100～220 °C (3.0 分間)
25 °C で 220～250 °C (2.8 分間)

注入 :スプリット 20:1、220 °C、1 µL
スキャンモード m/z 30～400、イオン源温度 230 °C、
四重極温度 150 °C、トランスファーライン温度 260 °C

MSD
装置 :

MMI および FID を備えた Agilent 7890/5975C

サンプリング:111 ポジショントレイを使用した
Agilent 7697A ヘッドスペース、1 mL サンプルループ

20

3

22

19000023

1. アセチルアルデヒド

18. イソアミルアルコール

2. メタノール

19. 活性アミルアルコール

3. エタノール

20. 酢酸イソブチル

4. アセトン21. 1-ペンタノール

5. イソプロパノール

22. ブタン酸エチル

6. イソブチルアルデヒド

23. ヘキサナール

7. 1-プロパノール

24. 酢酸イソアミル

8. ブチルアルデヒド

25. 活性酢酸アミル

9. 2,3-ブタンジオン (VDK)

26. 1-ヘキサノール

10. 酢酸エチル

27. ヘプタナール

11. 2-ブタノール

28. オクタナール

12. イソブチルアルコール29. 1,3,5-トリオキサン不純物

13. 1-ブタノール

30. 1,3,5-トリオキサン不純物

14. 2,3-ペンタンジオン (VDK)

31. カプリル酸エチル

15. プロピオン酸エチル

32. 1-酢酸フェニルエチル

16. 酢酸プロプル

33. ベンズアルデヒド、3 メトキシ

17. 3-ペンタノール

34. カプリン酸エチル

24

25

28

29

31

34

27

16

32
15

100000

8
6

10

14
1

4

18
5

26

30

33

12

9

13

2
2.00

554

7

19
21

11
10000

17

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

食品および香料アプリケーション

スペアミント油
カラム A :

DB-1
122-1032
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

カラム B :

DB-1
121-1022
20 m x 0.18 mm、0.18 µm

キャリアガス : A : ヘリウム、25 cm/s、40 °C で測定
B : 水素 47 cm/s、40 °C で測定
オーブン :

A : 40 °C で 1 分間保持、5 °C/min で 40～290 °C
B : 40 °C で 0.38 分間保持、13 °C/min で
40～290 °C、13.09 分間保持注入 :250 °C、スプリット 40:1、1 µL 注入

DB-1、30 m x 0.25 mm、0.25 µm カラムおよび

1. α - ピネン

ヘリウムキャリアガスのオリジナルメソッド

2. サビネン
3. β - ピネン

A9

4. 3-オクタノール

21

5. ミルセン6. α-テルピネン
7. ρ-シメン
8. 1,8- シネオール
9. リモネン
10. cis-オシメン

25

5 8

11. trans-オシメン

23

1 2

8

19
18

13

4
3

29

16
12
7 10 1415 17
6 11

20

24 26

12

18
20
Time (min)

22

10

14

16

12. γ - テルピネン

27

22

13. trans-サビネン水和物

30
31

28

24

26

28

14. テルピノレン
15. リナロール
16. 3-酢酸オクチル
17. イソメントン
18. テルピネン -4- オール
19. ジヒドロカルボン
20. trans-カルベオール

高速高分離 DB-1、20 m x 0.18mm x 0.18 µm
カラムおよび水素キャリアガスの高速メソッド

21. l-カルボン
22. trans-ジヒドロ酢酸カルベオール
23. cis-酢酸カルビル

B924. cis-ジャスモン

2125. β-ブルボネン
26. α-ブルボネン
27. β-カリオフィレン
28. α-コパエン
29. trans-β-ファルネセン

830. ゲルマクレン-d
31. ビリジフロロール

25

5
10
11

キャリアガスに水素を用い、高速高分離カラムを用いることでオリジナルのメソッドに対して分析時間を 61 %短縮しました。さらに、変更したメソッドでも同様の分離を保ちました。

1

3

34
2

13
12
16
14 15 17

67

5

22 23

19
18

27
30

20

7
Time (min)

24

26

29
28

9

31

11
SPEARMINT

www.agilent.com/chem/GC:jp555

食品および香料アプリケーション

ラベンダー精油の分析
カラム :DB-1ms Ultra Inert
122-0132UI
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

装置 :Agilent 7890A/5975B MSD および 6890N FID 搭載

ライナ :サンプリング:

Agilent 7683B、5.0 µL シリンジ
(部品番号 5188-5246)、1.0 µL 注入

シングルテーパ、MS 認定ライナ、
ガラスウール固定用リストリクション付き、5188-6576

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

推奨消耗品

キャリアガス : ヘリウム 40 cm/s、定流量 MSD システム、
35 cm/s FID システム

1. α - ピネン

注入 :200:1 スプリット

オーブン :

62 °C で 12.5 分間保持、3 °C/min で 62～92 °C、
5 °C/min で 92～165 °C、100 °C/min で165～310 °C、2.5 分間保持

3. 1-オクテン-3-オール

MSD イオン源 300 °C、四重極 180 °C、トランス
ファライン 280 °C、スキャン範囲 m/z 45～450

7. ο-シメン

検出器 :2. カンフェン
4. 3-オクタノン
5. β-ミルセン
6. 3-カレン
8. ユーカリプトル
9. D-リモネン
10. β-trans-オシメン
11. β-cis-オシメン
12. β-リナルール
13. 酢酸オクテン-1-オール
14. 樟脳15. ボルネオール
16. ラベンデュロ-ル
17. テルピン -4- オール
18. α-テルピネオール
19. 酪酸ヘキシル
20. クミンアルデヒド
21. cis-ゲラニオール
12

22

22. 酢酸リナロール

27

23. 酢酸ボルネオール
24. 酢酸ラベンデュリル
25. 酢酸ネロール

2426. 酢酸ゲラニル

1427. カリオフィレン

17

8

30

28. α-サンタレン
29. α-ベルガモテーン

181030. β-ファルネセン

15
11
26

23

1 2
34

5
5

9
6 7

31. ゲルマクレン-D

31
28
32

25
13

16

19

20

21

29

34

35

33

32. γ-カルディネン
33. カリオフィレンオキシド
34. tau-カジノール

LAVOIL

35. α -ビサボロール

Agilent J&W DB-1ms ウルトライナート 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm キャピラリ GC カラム (部品番号 122-0132UI) を使用したラベンダー精油サンプルの
GC/MS トータルイオンクロマトグラム。はっきりと分離したピークにより、ラベンダー精油の分析とフィンガープリンティングの精度の高さがわ
かります。

556

食品および香料アプリケーション

精油
カラム :

DB-WAX
121-7022
20 m x 0.18 mm、0.18 µm

キャリアガス : 水素、44.3 cm/s
45 °C で測定
オーブン :

45 °C で 0.77 分間保持7.79 °C/min で 45～250 °C

注入 :スプリット 30:1、250 °C
オイルのアセトン希釈液 (1:35) の 1 µL

検出器 :MSD フルスキャン m/z 40～500
トランスファーライン、250 °C

野生カモミール
6

1. α-ピネン
2. β-ピネン
3. β-ミルセン
4. D-リモネン

1

5. ユーカリプトル
6. 2,4-ヘキサジエナール
7. メントン5

8. γ-テルピネン
9. メントフラン

20

10. イソメントン

12

4

21

17 18
10

11 13 15

11. ∆-カラン
12. 酢酸ボルニル

19
22

2 3

13. β-カリオフィレン
14. イソメントール

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

15. ギ酸シトロネリル

20

16. メントール
17. t-β-ファルネセン
18. γ-カルジネン

ペパーミント19. δ-カジネン
20. シトロネロール
21. ネロール
22. β-マアリエン

7
16
5
11

14

13
10
9

18

4
8
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

www.agilent.com/chem/GC:jp

20

557

食品および香料アプリケーション

香料参照用標準試料
カラム :

DB-1
122-1032
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

推奨消耗品

キャリアガス : ヘリウム、25 cm/s、150 °C で測定
オーブン :

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、

5183-4647

40 °C で 1 分間
5 °C/min で 40～290 °C

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 50:1

検出器 :MSD、トランスファーライン 300 °C

サンプル :

サンプルのアセトン希釈液 (1:20) の1 µL

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

Dragoco 社の分析サービスマネージャである Carl Frey 氏と、Bush Boake Allen, Inc 社のフレーバおよび香水研究部門取締役の Kevin Myung 氏に謝意を表します。
1. アセトン

26. 酢酸ヘキシル
cis -リナロールオキシド

2. 2,3- ブタンジオン (ジアセチル)

安息香酸メチルtrans -リナロールオキシド

3. 酢酸エチル
4. 2,3- ペンタンジオン (アセチルプロピオニル)
5. プロピオン酸エチル

28. クレゾール
29. ベンジルアルコール

6. 酪酸メチル30. p - シメン

7. 3- メチルブチルアルコール

32. リモネン

9. 酢酸イソブチル

33. 2,6- ジメチルヘプト -5- エナール

10. 酪酸エチル

34. γ - テルピネン

11. フルフラール

35. オクタノール

12. イソ吉草酸エチル

37. ヘプタン酸エチル

13. ヘキサノール

38. リナロール

14. 酪酸アリル

39. ベンゼンエタノール

15. ペンタン酸エチル

41. ローズオキシド、cis - ローズ

16. へキシレングリコール

42. ローズオキシド、trans - ローズ

17. α- ツヨン

43. 樟脳18. ベンズアルデヒド

44. シトロネラル

19. α - ピネン

45. 酢酸ベンジル

20. カンフェン

46. メントン

21. 3,5,5- トリメチルヘキサノール

47. イソボルネオール

22. サビネン

48. イソメントン

23. β - ピネン

49. ボルネオール

24. ヘキサン酸エチル

51. テルピネン -4- オール

25. ミルセン

52. α - テルピネオール

91. フランビノン (ラズベリーケトン)

56. 酢酸フェンキル

93. サリチル酸イソアミル

57. シトロネロール

94. δ - カジネン

58. ネラール

95. cis - ネロリドール

59. カルボン

96. ロザトール (ロザトン)

60. ゲラニオール

97. trans - ネロリドール

61. 酢酸リナリル

98. n- サリチル酸アミル

酪酸ゲラニル62. ゲラニアール

99. チグリン酸フェニルエチル

63. ヒドロキシシトロネラール

100. ドデカン酸エチル

64. ギ酸シトロネリル

101. ベンゾフェノン

66. 酢酸ボルニル

102. ジベンジルエーテル

67. ベルテネックス (異性体 1)103. γ - ドデカラクトン

68. ノナン酸エチル

104. シトロネリルチグレート

69. ギ酸ゲラニル

105. エバニール

70. ベルテネックス (異性体 2)106. ゲラニルチグレート

71. γ- ノナラクトン

107. 吉草酸ゲラニル -2- メチル

72. 酢酸シトロネリル

108. セレストライド

73. 酢酸ネリル

109. ヘプタデカ - 1 - エン

74. 酢酸ゲラニル

110. 安息香酸ベンジル

76. ジフェニルオキシド

111. テトラデカン酸エチル

78. デカン酸エチル

112. サリチル酸ベンジル

79. α - コパエン

113. トナリド

80. フロラゾン (異性体 1)114. ノナデカ - 1 - エン

81. フロラゾン (異性体 2)115. ミリスチン酸イソプロピル

82. β - カリオフィレン

116. ペンタデカン酸エチル

83. プロピオン酸シトロネリル

63

90. 酢酸オイゲニル

54. 酢酸オクチル

酢酸フェニルエチル

31. 1,8- シネオール

8. 2- メチルブチルアルコール53. オクタン酸エチル

67, 6885. 3,7- グアイアジエン

2118. 麝香 T (エチレンブラシレート)

88. ドデカノール

1119. エイコサン

89. ウンデカン酸エチル

97120. 酢酸シンナミルフェニル

10121. ヘンエイコサン

125122. フェニル桂皮酸エチル

126
30
15

26

20

24

14
16
13

4

123. オクタデカン酸エチル

32
29

18
21

124. ヘルコリン D (アビエチン酸テトラヒドロ & ジヒドロメチル)

54
37

11

35
33

38
78

53

41

42

8

558

47

5

10

15

58

20

125. シンナミルシンナメート

77 89
100

73
61, 62

44
49

0

ノナデカン

117. ヘキサデカン酸エチル

25Time (min)126. オクタン酸セテアリル

117

101
71 74
81
111 115, 116
102
63
88
110
103
80 90 98
91
93
108
96
113
70
105

30

35

123

127. デカン酸セテアリル

122

118

127

120

40

124
125

45

50
GCFF003

食品および香料アプリケーション

香料参照用標準試料
カラム :DB-WAX
122-7032
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

キャリアガス : ヘリウム、25 cm/s、
150 °C で測定

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、オーブン :

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

5183-4647

45 °C で 2 分間
3 °C/min で 45～250 °C
250 °C で 34 分間

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 50:1

検出器 :MSD、トランスファーライン 250 °C

サンプル :

サンプルのアセトン希釈液 (1:20) の 1 µL

Dragoco 社の分析サービスマネージャである Carl Frey 氏と、Bush Boake Allen, Inc 社のフレーバおよび香水研究部門取締役の Kevin Myung 氏に謝意を表します。
1. アセトン28. ローズオキシド、cis - ローズ

55. ネラール

83. テトラデカン酸エチル

2. 酢酸エチル

29. ヘキサノール

56. α - テルピネオール

84. n- サリチル酸アミル

3. プロピオン酸エチル

30. ローズオキシド、trans - ローズ

57. ギ酸ゲラニル

85. ゲラニルチグレート

4. 2,3- ブタンジオン (ジアセチル)

31. p - クレゾール

58. ボルネオール

86. ペンタデカン酸エチル

5. 酪酸メチル32. オクタン酸エチル

59. β - ビサボレン

87. ミリスチン酸イソプロピル

6. 酢酸イソブチル

33. cis - リナロールオキシド

60. 酢酸ベンジル

90. チグリン酸フェニルエチル

7. α - ピネン

34. メントン

61. 酢酸ネリル

8. 酪酸エチル35. フルフラール

62. ゲラニアール

91. ロザトール (ロザトン)
92. 酢酸オイゲニル

9. 2,3- ペンタンジオン (アセチルプロピオニル)
10. カンフェン

36. trans - リナロールオキシド

63. ウンデカン酸エチル

93. ヘキサデカン酸エチル

37. 酢酸オクチル

64. δ - カジネン

94. γ - ドデカラクトン

11. イソ吉草酸エチル

38. イソメントン

65. 酢酸ゲラニル

95. ジベンジルエーテル

12. β - ピネン

39. α - コパエン

66. シトロネロール

96. トナリド

13. ペンタン酸エチル

40. 樟脳67. ドデカン酸エチル

97. オクタデカン酸エチル

14. ミルセン

41. ベンズアルデヒド

68. ゲラニオール

98. ベンゾフェノン

15. 酪酸アリル

42. ノナン酸エチル

69. ベンジルアルコール99. 安息香酸ベンジル

16. リモネン

43. リナロール

70. 酪酸ゲラニル

100. オクタン酸セテアリル

17. 1,8- シネオール

44. 酢酸リナリル

71. ノナデカン

101. 麝香 T (エチレンブラシレート)

18. 3,5,5- トリメチルヘキサノール

45. ベルテネックス (異性体 1)

72. ベンゼンエタノール

102. デカン酸セテアリル

19. 3- メチルブチルアルコール46. オクタノール

73. ノナデカ - 1 - エン

103. フランビノン (ラズベリーケトン)

20. 2- メチルブチルアルコール47. β - カリオフィレン

74. フロラゾン (異性体 1)104. 酢酸シンナミルフェニル

21. ヘキサン酸エチル

48. ベルテネックス (異性体 2)75. フロラゾン (異性体 2)105. フェニル桂皮酸エチル

22. γ - テルピネン

49. テルピネン -4- オール

76. ヒドロキシシトロネラール

106. シンナミルシンナメート

23. p- シメン

50. 安息香酸メチル

77. ドデカノール

24. 酢酸ヘキシル

51. へキシレングリコール

78. ジフェニルオキシド

25. テルピノレン

52. デカン酸エチル

79. シトロネリルチグレート

26. ヘプタン酸エチル

53. 酢酸シトロネリル

80. オイゲニルメチルエーテル

27. 2,6-ジメチル-5-ヘプテナール (メロナール)

54. イソボルネオール

81. γ- ノナラクトン

1
2
5
8
6
3
4

37

23

11

19, 2013
27, 2810 16 21
26
15
32
24
18
35

45,46
100
42 43
41

51 52 6163
67

9

58 65
76
62

29
30

54 55

93
77 83 92
69 75 81 86, 87
78

10

20

102

97

84
99 101

91
98

74

103

104

105

96

48

0

94, 95

106

30

40

50
Time (min)

60

70

80

90

100 105
GCFF004

www.agilent.com/chem/GC:jp559

食品および香料アプリケーション

香水
カラム :

推奨消耗品

HP-INNOWax
19091N-133
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、

キャリアガス : ヘリウム、30 cm/s
0.9 mL/min 定流量

シール :金メッキシール、18740-20885

オーブン :

80 °C で 1 分間
5 °C/min で 80～250 °C
250 °C で 2 分間

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 20:1

検出器 :5183-4647

13

18
6

MSD、280 °C

10

8
4
3

15

9

12

2
1

7

5

16

11

17

14

19

1. リモネン

11. 酢酸コマニル

2. リナロール

12. アセチルセドレン

3. 酢酸リナリル

13. フタル酸ジエチル

4. 酢酸ベンジル

14. トナリド

5. シトロネロール

15. クマリン

6. ベンゼンエタノール

16. マスクキシレン

7. α-メチルイオノン

17. 安息香酸ベンジル

8. カルバクローおよびゲラニオール

18. サリチル酸ベンジル

9. サリチル酸イソアミル

19. マスクケトン

10. n- サリチル酸アミル
0

5

10

15
20
Time (min)25

30
GCFF006

精油および香料中のキラル化合物
カラム :キャリアガス : 水素、39 cm/s、定圧オーブン :

1. 1,2-ジメチルベンゼン
2. ミルセン

HP-Chiral 20β
19091G-B233
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

65 °C で 1 分間
5 °C/min で 65～170 °C

注入 :
検出器 :
サンプル :

3. (-)-カンフェン
81

4. (+)-カンフェン

14

5. (+)-β-ピネン

スプリット、250 °C
スプリット比 30:1

2

56

7

FID、300 °C
4
3

1 µL

6. 1S-(-)-β-ピネン

9 10

13

7. シネオール11

8. (R)-(+)-シトロネラル

12

9. 1S,2R,5S-(+)-メントール
10. 1R,2S,5R-(-)-メントール

各分析対象成分 (0.25 ng/µL)のヘキサン溶液

11. α - テルピネオール
12. (+/-)-イソボルネオール
5

10

15

13. (+)-ボルネオール

20

Time (min)

GCFF008

14. trans-シンナムアルデヒド

メントール
カラム :

Cyclodex-B
112-2532
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

2
1

キャリアガス : 水素、55 cm/s
オーブン :

105 °C 定温

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 100:1

検出器 :FID、300 °C

3

1. (+)- ネオメントール
4

2. (-)- ネオメントール
3. (+)- メントール
4. (-)- メントール

窒素メークアップガス、30 mL/min
サンプル :

各 1 µg/µL の 1 µL クロロホルム溶液

13 minGCFF009560

食品および香料アプリケーション

FAME
カラム :

DB-23
122-2362
60 m x 0.25 mm、0.25 µm

1. C6:0

11. C14:1n5

21. C18:1n7

31. C20:4n6

2. C7:0

12. C15:0

22. C18:2n6

32. C20:3n3

キャリアガス : 水素、43 cm/s、
定圧モード

3. C8:0

13. C16:0

23. C18:3n6

33. C20:5n3

4. C9:0

14. C16:1n7(trans)

24. C18:3n3

34. C22:0

オーブン :

5. C10:0

15. C16:1n7(cis)25. C18:2(d9,11)

35. C22:1n9

6. C11:0

16. C17:0

26. C18:2(d10,12)

36. C22:2n6

7. C12:0

17. C17:1

27. C20:0

37. C22:4n6

8. BHT

18. C18:0

28. C20:1n9

38. C22:5n3

9. C13:0

19. C18:1n9(trans)

29. C20:2n6

39. C24:0

10. C14:0

20. C18:1n9(cis)30. C20:3n6

40. C22:6n3

注入 :
検出器 :

130 °C で 1.0 分間
6.5 °C/min で 130～170 °C
2.75 °C/min で 170～215 °C
215 °C で 12 分間
40 °C/min で 215～230 °C
230 °C で 3 分間

41. C24:1n9

6

スプリット、270 °C
スプリット比 50:1

9
8
5
3
4

FID、280 °C

Steve Watkins 氏、Jeremy Ching 氏 (FAME Analytics、
http://www.fameanalytics.com) より提供されたクロマトグラム

12

C16 と C18 の cis-、trans- 異性体が7

ベースライン分離

10

1

14

11
19

21

13 15
16 17

20
18

推奨消耗品

22

23 24

25 26 27

28

29

2

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、5183-4647

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、
5181-1273

30 31 32

33 34 35

36
37

2

4

6

8

10

12

14
16
Time (min)

18

20

22

24

38 3940

41

26

28
GCFF027

香料およびアレルゲンの分析
カラム :オーブン :

VF-WAXms
CP920530 m x 0.25 mm、0.25 µm
10 °C/min で 100～250 °C

キャリアガス : ヘリウム、1.0 mL/min
注入 :スプリット 1:30、T=250 °C

検出器 :GC/MS イオントラップ
トラップ : 200 °C
マニホールド :60 °C

11. ヒドロキシシトロネラール

2. ヘプチンカルボン酸メチル

12. メチルオイゲノール

3. フェニルアセトアルデヒド

13. リリアール

4. メチルカビコール

14. オイゲノール

5. オクチンカルボン酸メチル

15. アミルシンナミルアルデヒド

6. シトロネロール

16. アニスアルコール

7. ゲラニオール

17. シンナミルアルコール

8. メチルガンマイオノン

18. ファルネソール異性体 I + II

9. ベンジルアルコール

19. ファルネソール異性体 III

10. シンナムアルデヒド

20. イソオイゲノール
21. ヘキシルシンナミックアルデヒド

0.1 µL、香料混合液 (500 ppm)

22. ライラル (4,4-異性体)

251223. クマリン

20,21

24. アミルシンナミックアルコール13

25. 安息香酸ベンジル

15
8

14

26

16

4

27

23

26. サルチル酸ベンジル
27. ケイ皮酸ベンジル

9
2,3
5
1

6

17, 18, 19

サンプル :

1. リナロール

7
11

24
22

10
0.00

5.00

10.00
min

15.00

www.agilent.com/chem/GC:jp

20.00

561

食品および香料アプリケーション

オリーブオイル抽出物中の有機リン系残留農薬
カラム :DB-35ms Ultra Inert
122-3832UI
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

装置 :Agilent 7890/5975C

サンプリング:

Agilent 7683B、5.0 µL シリンジ (部品番号 5181-1273)

CFT デバイス :パージ済み 2 ウェイスプリッタ (部品番号 G3180B)
スプリット比 MSD:FPD = 1:1

MSD

1.43 m x 内径 0.18 mm、不活性処理済みフューズドシリカチューブ

FPD リストリクタ : 0.53 m x 内径 0.18 mm、不活性処理済みフューズドシリカチューブ

1. メタミドホス

10. フェニトロチオン

2. アセフェート

11. パラチオン

3. オメトエート

12. フェンチオン

4. ダイアジノン

13. メチダチオン

5. ジメトアート

14. カルボフェノチオン

6. ピリミフォスメチル

15. リン酸トリフェニル (サロゲート標準)

3.8 psi 定圧

7. パラチオンメチル

16. アジンホスメチル

注入 :2 µL スプリットレス、250 °C、0.25 分でパージ流量 60 mL/min、
2 分でガスセーバオン、20 mL/min

8. マラチオン

17. アジンホスエチル

9. クロルピリホス

キャリアガス :ヘリウム、定圧 28.85 psi、95 °C

オーブン :

95 °C で 0.5 分間、25 °C/min で 95～210 °C、10 °C/min で
210～250 °C、250 °C で 0.5 分間、20 °C/min で 250～290 °C、
290 °C で 4.5 分間

Aux EPC :Response
3400000

ポストランバック 290 °C で 7.5 分間、バックフラッシュ中の補助 EPC 圧力 54 psi、フラッシュ :
バックフラッシュ中の注入口圧力 2 psi

13000000

2

2600000

MSD : トランスファライン 300 °C、イオン源 300 °C、四重極 150 °C
FPD : 230 °C、水素 75 mL/min、空気 100 mL/min、キャリアガス +メークアップガス (N2) 60 mL/min

8-12

6
13

1800000

14

1400000

15

1000000

検出器 :

7

5

2200000

3 4

1660000017200000
4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

Time

Agilent J&W DB-35ms UI GC カラムを用いた、対象化合物の保護剤が含まれる 100 ng/mL マトリックス適合有機リン系農薬標準試料の GC/FPD クロマトグラム。

ヒントとテクニック
最新の GC カラムにフォーカスしたアプリケーション、製品、および教育リソースについては、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

562

食品および香料アプリケーション

香料系アレルゲン
カラム :

推奨消耗品

HP-5ms19091S-433
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

キャリアガス : ヘリウム、1.2 mL/min、定圧 70 kPa
オーブン :

スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

2250 ppm 標準、1 µL

27
25
19
20
23a, b11, 129, 10 14
1

13
2

5 6 8

4

3

6

16, 17
15

24
18

8

10

26

21b

1 mp.

12

14
16
Time (min)2. Benzyl alcohol

17. Cinnamyl acetate

3. Phenyl acetaldehyde

18. Isoeugenol

4. Linalool

19. Alpha isomethyl ionone

5. Methyl heptine carbonate

20. Lilial (BMHCA)

6. Citronellol

21a. Lyral 1

7. Neral

21b. Lyral 2

8. Geraniol

22. Amyl cinnamyl alcohol

9. Citral (geranial)

23a. Farnesol 1

10. Cinnamaldehyde

23b. Farnesol 1

11. Anisyl alcohol

24. Hexyl cinnamaldehyde

12. Hydroxy citronellal

25. Benzyl benzoate

13. Methyl octine carbonate

26. Benzyl salicylate

14. Cinnamic alcohol

27. Benzyl cinnamate

15. Eugenol

21a7

16. Coumarin

1. Limonene

スプリット、スプリット比 50:1、250 °C

サンプル :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :5183-4647

50 °C で 1 分間、8 °C/min で 50～250 °C、
35 °C/min で 250～300 °C
300 °C で 5 分間保持
5973N MSD スキャン (m/z 40～350)
溶媒待ち時間、3.0 分間

注入 :セプタム :

18

20

22

24
GCFF001

香料混合物
カラム :

Ultra 219091B-112
25 m x 0.32 mm、0.52 µm

推奨消耗品

キャリアガス : ヘリウム、90 kPa、2.2 mL/min 定流量
オーブン :

80 °C で 1 分間
8 °C/min で 80～210 °C
210 °C で 2 分間

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :汎用スプリット/スプリットレスライナ、テーパ、
ガラスウール入り、5183-4711

シール :

金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 20:1

1. Fenchone

検出器 :IRD、280 °C

2. Thujone

ワイドバンド MCT、550～4000 cm-1

3. Benzaldehyde
4. trans-Carveol
5. Farnesol
9

6. cis-Carveol

132

7. trans-Geraniol
8. Citral
9. Eugenol
10. Vanillin
3

11. trans-Isoeugenol

5
1

7
46

0

5

12. trans-Citronellyl tiglate

10
12

8

10
Time (min)13. cis-Citronellyl tiglate

1115

www.agilent.com/chem/GC:jp

GCFF007563

食品および香料アプリケーション

レモン油
カラム :

推奨消耗品

DB-5
127-5022
20 m x 0.10 mm、0.10 µm

キャリアガス : 水素、60 cm/s、40 °C で測定
オーブン :

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、

5183-4647

40 °C で 3 分間
30 °C/min で 40～185 °C
185 °C で 3 分間

注入 :スプリット、275 °C
スプリット比 275:1

検出器 :窒素メークアップガス、30 mL/min
2 4 5 6 1112
10

21 22

1

シール :

金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

28

24
23
26

14

19

25

1. α-Thujone
2. β-Thujone

15. Linalool

3. Camphene

17. Citronellal

4. Sabinene

18. Terpinen-4-ol

5. β-Pinene
6. Myrcene

19. α-Terpineol
20. Decanal

7. Octanal

21. Neral

16. Nonanal

8. α-Phellandrene

22. Geranial

9. α-Terpinene

23. Neryl acetate

10. ρ-Cymene

24. Geranyl acetate

11. δ-Limonene

25. β-Caryophyllene
26. trans-α-Bergamotene

12. γ-Terpinene
15
16

9
3

7
8

13

27. α-Humulene
28. β-Bisabolene

13. Octanol

20
1718

14. Terpinolene
27

45 minGCFF011

低温圧搾オレンジ油
カラム :

推奨消耗品

DB-5
127-5022
20 m x 0.10 mm、0.10 µm

キャリアガス : 水素、60 cm/s、70 °C で測定
オーブン :

注入 :検出器 :セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、

5183-4647

70 °C で 1 分間
30 °C/min で 70～250 °C
20 °C/min で 250～310 °C
310 °C で 2 分間

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

スプリット、275 °C
スプリット比 275:1

1. α-Pinene
2. Sabinene

11. Neral

FID、350 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min

3. Myrcene

13. Dodecenal

クロマトグラムは Tastemaker 社から提供いただきました。

34

1

5

10

6

2

12. Geranial

4. Octanal

14. Valencene

5. Limonene

15. Cadinene

6. Linalool

16. β-Sinensal

7. Nonanal

17. α-Sinensal

8. Citronellal

18. Nootkatone

9. α-Terpineol

19. Polymethoxyflavones

10. Decanal
12
8
7

9

11

13

19

16
15

2

ポリメトキシフラボン

14
17

4

6
Time (min)

564

18

8

10
GCFF012

食品および香料アプリケーション

ペパーミント油
カラム :DB-WAX
122-7062
60 m x 0.25 mm、0.25 µm

キャリアガス : ヘリウム、25 cm/s (0.73 mL/min)
オーブン :

注入 :75 °C で 8 分間、
4 °C/min で 75～200 °C
200 °C で 5 分間

1. α-Pinene

9. Terpinene

17. d-Isomethone

2. β-Pinene

10. ρ-Cymene

18. β-Bourbonene

3. Sabinene

11. γ-Terpinolene
12. 3-Octanol

19. Linalool

4. Myrcene
5. α-Terpinene

13. 1-Octen-3-ol

21. Neomenthol

20. Menthyl acetate

6. (+/-)-Limonene

14. trans-Sabinene hydrate

22. Terpinen-4-ol

7. 1,8-Cineol

15. (+/-)-Methone

23. β-Caryophyllene

8. cis-Ocimene

16. Methofuran

スプリット、270 °C
スプリット比 150:1

24. (+/-)-Menthol
25. Pulegone

16
15 17

67

20

21 22, 23
24

2

検出器 :

FID、270 °C

27. Germacrene-D
28. Piperitone

窒素メークアップガス、30 mL/min
サンプル :

26. α-Terpineol

27

25

29. Viridiflorol

1

1 µL (純粋)14

サンプルの提供とピーク特定の支援をいただいた A.M. Todd Companyの William Faas 氏に感謝いたします。

9
28
3
5

推奨消耗品

1819

8

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、5183-4647

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

12

4

13

11
10

29

26

45 minGCFF013

スペアミント油 (西洋ハッカ油)
カラム :DB-WAX
122-7062
60 m x 0.25 mm、0.25 µm

キャリアガス : ヘリウム、25 cm/s (0.73 mL/min)
オーブン :

注入 :検出器 :75 °C で 8 分間
4 °C/min で 75～200 °C
200 °C で 5 分間

1. α-Pinene
2. β-Pinene

9. γ-Terpinene
10. ρ-Cymene

17. Linalool

3. Sabinene

11. Terpinolene

19. β-Caryophyllene

4. Myrcene

12. 3-Octylacetate

20. Dihydro carvone

5. α-Terpinene

13. 3-Octanol

21. trans-Dihydro carvyl

6. (+/-)-Limonene

14. trans-Sabinene hydrate

7. 1,8-Cineol

15. (+/-)-Methone

22. trans-β-Farnesene
23. α-Terpineol

8. cis-Ocimene

16. β-Bourbonene

24. Germacrene-D

18. Terpinen-4-ol

25. (+/-)-Carvone

スプリット、270 °C
スプリット比 150:1

1

2

13

67

4

16

14

18, 1925

20
24

27. trans-Carveol

FID、270 °C

28. cis-Carveol

窒素メークアップガス、30 mL/min
サンプル :

26. cis-Carvyl acetate

29. cis-Jasmone
3

1 µL 原液

30. Viridiflorol

219

サンプルの提供とピーク特定の支援をいただいた A.M. Todd Companyの William Faas 氏に感謝いたします。

26
22

29

27

5
28
12

推奨消耗品

8

30
23

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

11

ライナ :

スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、5183-4647

10

シール :

金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

15
17

45 minwww.agilent.com/chem/GC:jp

GCFF014565

食品および香料アプリケーション

イランイラン油
カラム :DB-XLB
122-1232
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

7. β-Caryophyllene
8. Cinnamyl acetate

1. p-Methylansiole
2. Linalool
3. Methylbenzoate

9. Germacrene-D

キャリアガス : ヘリウム、34 cm/s、50 °C で測定

4. Benzylacetate

10. Benzyl benzoate

オーブン :

50 °C で 1 分間
3.5 °C/min で 50～250 °C

5. Geraniol

11. Farnesol acetate

6. Geranyl acetate

12. Benzyl salicylate

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 125:1

検出器 :MSD、トランスファライン 310 °C
フルスキャン m/z 35～550

サンプル :

1 µL、10 % 塩化メチレン溶液

ピーク 2 および 3
の拡大図

4
10

2
2

6

3

8
3

推奨消耗品

1

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、5183-4647

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、
5181-1273

17.5

12
11

7
9
5

12.25

25
Time (min)50
GCFF015

イランイラン油
カラム :DB-WAX
121-7022
20 m x 0.18 mm、0.18 µm

A

1. α-Pinene
2. Methyl-ρ-cresol

キャリアガス : A : ヘリウム、26.3 cm/s、45 °C で測定
B : 水素 44.3 cm/s、45 °C で測定
オーブン :

3. α-Copaene

1094. α-Gurjunene
5. Linalool

6

A : 45 °C で 1.28 分間保持4.68 °C/min で 45～250 °C、21.81 分間保持B : 45 °C で 0.77 分間保持7.79 °C/min で 45～250 °C、13.09 分間保持

5

6. β-Caryophyllene
7. Methyl benzoate
172

8. α-Caryophyllene

11
4

7

13

8

12

9. Germacrene-d
14

10. Benzyl acetate
153

11. Farnescene

181

12. δ-Cadinene
13. Geranial acetate16

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Time (min)14. trans-Cinnamyl acetateB15. β-Bisbolene
16. Farnesyl acetate

910

17. Benzyl benzoate

6

18. Benzyl salycilate
5

2 4

17

11
7

13

8

12

14

3

15

1

2

566

18
16

4

6

8

10

12

14

16 18
Time (min)

20

22

24

26

28

30

GCDBWAX01

食品および香料アプリケーション

ローズマリー油
カラム :CycloSil-B
112-6632
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

1. (+/-)-α-Pinene
2. (+/-)-Camphene

キャリアガス : 水素、40 cm/s、60 °Cで測定
オーブン :
注入 :検出器 :3. (+/-)-β-Pinene
4. (+/-)-Limonene

55 °C で 1 分間
5 °C/min で 50～180 °C

5. (+/-)-Linalool
1

スプリット、250 °C
スプリット比 50:1

6. (+/-)-Camphor
7. (+/-)-Terpinene-4-ol
8. (+/-)-Isoborneol

3

FID、340 °C

9. (+/-)-Borneol
610. (+/-)-α-Terpineol

6

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、5183-4647

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、
5181-1273

2
1

9

4

2

10 10

7

5

3

5

8 9
8

8

12

10

14

16
Time (min)

18

20

22

24
GCFF016

柑橘風味炭酸飲料 (ソーダ)
カラム :CycloSil-B
112-6632
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

1. S-(-)-Limonene
2. p-Cymene
3. (+)-Limonene
4. Octanol

キャリアガス : ヘリウム、37 cm/s、
40 °C で測定
オーブン :

2 °C/min で 40～190 °C

サンプリング:

ヘッドスペース撹拌なし、NaCl 1g/10 mL サンプル
吸着 : 27 °C で 68 分間
脱着 : 250 °C で 15 分間

注入 :
検出器 :

スプリット、5:1
ポリアクリレートファイバー、85 µm (SPME)

5. γ-Terpinene
6. Nonanol
7. 2-Ethyl-1-Hexanol
8. Linalool
9. Decanol
10. Terpinen-4-ol
11. Phenethylalcohol
12. α-Terpineol
13. BHT
1

4
3

7

5

MSD、トランスファーライン 280 °C

8

14

11

15

9
2

推奨消耗品

13

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、5183-4647

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、
5181-1273

6
10

12

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Time (min)
GCFF017www.agilent.com/chem/GC:jp567

食品および香料アプリケーション

アルコール飲料標準サンプル
カラム :HP-FFAP
19091F-105
50 m x 0.20 mm、0.33 µm

6

1

キャリアガス : 水素
オーブン :

検出器 :60 °C で 4 分間、
6 °C/min で 60～200 °C
200 °C で 2 分間

11

10

12

9

1. Acetaldehyde

9. n-Propanol

2. Acetone

10. Isobutanol

3. Ethyl formate

11. n-Butanol

4. Ethyl acetate

12. Isoamyl alcohol

5. Methanol

13. n-Amyl alcohol

6. Ethanol

14. Acetic acid

7. Diacetyl

15. Propionic acid8. sec-Butanol

FID

5
13

8

4

15

7

23

14

20 minGCFF018

バーボン
カラム :

HP-INNOWax
19091N-133
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

46

1. Acetaldehyde

7

2. Ethyl acetate
3. Methanol

キャリアガス : ヘリウム、33 cm/s、15.5 psi (35 °C)
1.5 mL/min 定流量
オーブン :

注入 :4. Ethanol
5. Acetic acid

35 °C で 5 分間
5 °C/min で 35～150 °C
20 °C/min で 150～250 °C
250 °C で 2 分間

FID、280 °C

サンプル :

1 µL

7. Isobutanol

2

8. 2-Methyl-1-butanol or 3-methyl-1-butanol
5

スプリット、220 °C
スプリット比 25:1

検出器 :6. n-Propanol

8

1

0

3

10

20

30

Time (min)

GCFF019

酢酸アルジトールカラム :DB-225122-2231
30 m x 0.25 mm、0.15 µm
1. Rhamnitol

キャリアガス : 水素、36.5 cm/s
オーブン :

220 °C 定温

注入 :スプリット、225 °C
スプリット比 50:1

検出器 :FID、250 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min

サンプル :

1 µL

2. Fucitol
3. Ribitol1

4. Arabinitol

2

5. Mannitol
6. Galactitol
3

7. Glucitol

4

8. Inositol
5

6

7 8

15.7 min
GCFF020568

食品および香料アプリケーション

ストロベリーシロップ
カラム :HP-INNOWax
19091N-213
30 m x 0.32 mm、0.50 µm

1. Ethyl acetate
2. Ethyl butyrate

キャリアガス : ヘリウム、40 cm/s、11.7 psi (60 °C)
2.5 mL/min 定流量
オーブン :

3. Isoamyl acetate

2 34

1

4. Amyl acetate
5. Isoamyl butyrate

60 °C で 1 分間
10 °C/min で 60～250 °C
250 °C で 2 分間

注入 :スプリット、220 °C
スプリット比 60:1

検出器 :FID、275 °C

6. Amyl butyrate

11

7. Ethyl benzoate
8. Citronellol

106

9. Geraniol
10. Ethyl-3-phenyl oxiran carboxylate
11. Strawberry aldehyde

5
7

12

12. Benzyl benzoate

8 9

0

5

10
Time (min)15

20
GCFF021VF-1ms を用いた TMS 誘導体化した糖類の分離
カラム :VF-1ms
CP891230 m x 0.25 mm、0.25 µm

サンプル :

5 µL、スプリットレス 1 µL

サンプル濃度:

40 ppb

キャリアガス : ヘリウム、1.0 mL/min
オーブン :
注入 :
検出器 :

7
18

4 °C/min で 105～240 °C、
20 °C/min で 240～300 °C

20

14
17

21

4
18

スプリット、
スプリット比15:1

3
2

MS

12
13
11

1
8/9
10
6

1. トレイトール

12. グルクロン酸-1,5-ラクトン

2. エリトリトール

13. リボース 2

3. ラムノース 1
4. ラムノース 2

14. マニトール
15. ソルビトール (未同定)

5. キシロース 1

16. ガラクチトール

6. アラビトール

17. グルクロン酸

7. リビトール

18. ラクツロース

8. 3-0-メチルグルコース 1 19. 乳糖
20. スクロース
9. キシロース 2

19

10. ラムニトール

16

21. トレハロース

11. 3-0-メチルグルコース 2

5

0

12

min

36
VGC0018

www.agilent.com/chem/GC:jp569

食品および香料アプリケーション

有機酸
カラム :

DB-FFAP
122-3232
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

10. Caproic acid (hexanoic acid)

1. Acetone
2. Formic acid11. Heptanoic acid

キャリアガス : ヘリウム、40 cm/s、100 °C で測定

3. Acetic acid

12. Octanoic acid

4. Propionic acid13. Decanoic acid

オーブン :

5. Isobutyric acid14. Dodecanoic acid

6. Butyric acid

15. Tetradecanoic acid

100 °C で 5 分間
10 °C/min で 100～250 °C
250 °C で 12 分間

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 50:1

検出器 :FID、300 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min

7. Isovaleric acid16. Hexadecanoic acid

8. Valeric acid (pentanoic acid)

17. Octadecanoic acid

9. Isocaproic acid

18. Arachidic acid (eicosanoic acid)

1, 2

7

12

8 9 10

13

11
6

14

5

推奨消耗品

16

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、5183-4647

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、
5181-1273

15
3

4
17

18

32 minGCFF025

酸
カラム :サンプル :

VF-WAXms
CP920530 m x 0.25 mm、0.25 µm
酸サンプル、0.1 % (シクロヘキサン)、1.0 µL

1. 酢酸

VF-WAXms

5 °C/min で 60～200 °C

注入 :250 °C、スプリット 100mL/min

34

2. プロピオン酸
3. イソ酪酸
4. 酪酸

2

キャリアガス : 水素、75 kPa
オーブン :

5

5. イソ吉草酸
1

他社カラム X

他社カラム Y
他社カラム Z

8.5

min

15.5
VGC0021570

食品および香料アプリケーション

バクテリア由来脂肪酸メチルエステル
カラム :

推奨消耗品

DB-5
122-5032
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

キャリアガス : 水素、42 cm/s

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、

5183-4647

オーブン :

150 °C で 4 分間
4 °C/min で 150～250 °C

注入 :スプリット、スプリット比 100:1

検出器 :

FID

シール :

金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

1. C11:0

Methyl undecanoate

2. 2-OH C10:0

Methyl 2-hydroxydecanoate

3. C12:0

Methyl laurate

4. C13:0

Methyl tridecanoate

5. 2-OH C12:0

Methyl 2-hydroxydodecanoate

6. 3-OH C12:0

Methyl 3-hydroxydodecanoate

7. C14:0

Methyl myristate

8. 12-Me C14:0

Methyl 12-methyltetradecanoate

9. C15:0

Methyl pentadecanoate

10. 2-OH C14:0

Methyl 2-hydroxytetradecanoate

11. 3-OH C14:0

Methyl 3-hydroxytetradecanoate

12. C16:1

Methyl palmitoleate

13. C16:0

Methyl palmitate

14. 14-Me C16:0

Methyl 14-methylhexadecanoate

15. 9,10-diMe C16:0

Methyl cis-9,10-methyl hexadecanoate

16. C17:0

Methyl heptadecanoate

17. 2-OH C16:0

Methyl 2-hydroxyhexadecanoate

18. C18:1

Methyl oleate

19. C18:1

Methyl elaidate

20. C18:0

Methyl stearate

21. 9,10-diMe C18:0

Methyl cis-9,10-methylene octadecanoate

22. C19:0

Methyl nonadecanoate

23. C20:0

Methyl arachidate

窒素メークアップガス、30 mL/min

1

20

13

3

23

2
4

7
12

9

16

5 6
8

10

11

18

22

17
14
19
15

21

28 minGCFF026

cis-trans FAME 異性体の分離
カラム :Select FAME
CP7421200 m x 0.25 mm

サンプル :

0.5 µL

サンプル濃度:オンカラムで 1 成分あたり約 5 ng

1. C18:0
1

2. C18:1 7 trans9

3. C18:1 8 trans4. C18:1 9 trans12

5. C18:1 10 trans

キャリアガス : ヘリウム、520 kPa
オーブン :
注入 :検出器 :6. C18:1 11 trans7. C18:1 12 trans

185 °C

8. C18:1 13 trans + ?

5

スプリット、スプリット比 20:1

9. C18:1 9 cis

6

10. C18:1 10 cis

FID

11. C18:1 11 cis
12. C18:1 12 cis
13. C18:1 13 cis

114
3

14. C18:1 14 cis
78

15. C18:1 15 cis

15

10
13

14

2

0

min

58
VGC0023www.agilent.com/chem/GC:jp571

食品および香料アプリケーション

69 成分 FAME 混合物
カラム :

HP-88
112-8867
60 m x 0.25 mm、0.20 µm

キャリアガス : ヘリウム、1.4 mL/min 定流量
オーブン :

125 °C
8 °C/min で 125～145 °C
145 °C で 26 分間
2 °C/min で 145～220 °C
220 °C で 1 分間
スプリット、250 °C
スプリット比 50:1
CHCl3 中にそれぞれ 70 ppm を 1 µL

注入 :

検出器 :
2
1

FID、260 °C
24 25

345
6 7

8

9 10
1112

16
13 14 151710

16. C15:1 (14c)

31. C19:1 (10t)

50. C20:3 (8c,11c,14c)

2. nC7:0

17. nC16:0

32. nC19:0

51. nC22:0

3. nC8:0

18. C16:1 (9t)

33. C19:1 (7t)

52. C22:1 (13t)

4. nC9:0

19. C16:1 (9c)34. C18:2 (9c,12c)

53. C20:4 (5c,8c,11c,14c)

5. nC10:0

20. nC17:0

35. C19:1 (7c)54. C20:3 (11c,14c,17c)

6. nC11:0

21. C17:1 (10t)

36. C19:1 (10c)55. C21:2 (12c,15c)

7. nC12:0

22. C17:1 (10c)37. C18:3 g(6c,9c,12c)

56. C22:1 (13c)8. C12:1 (11c)

23. nC18:0

38. nC20:0

57. nC23:0

9. nC13:0

24. C18:1 (6t)

39. C18:3 (9c,12c,15c)

58. C20:5 (EPA)

10. nC14:0

25. C18:1 (9t)

40. C20:1 (5c)

59. C22:2 (13c,16c)

11. C14:1 (9t)

26. C18:1 (11t)

41. C19:2 (10c,13c)

60. C23:1 (14c)

12. C14:1 (9c)27. nC18:1 (6c)42. C20:1 (11t)

61. nC24:0

13. nC15:0

28. C18:1 (9c)43. C18:2 CONJ

62. C22:3 (13c,16c,19c)

14. C15:1 (10t)

29. C18:1 (11c)

44. C20:1 (8c)63. C22:4 (7c,10c,13c,16c)

15. C15:1 (10c)30. nC18:2 (9t,12t)

45. C20:1 (11c)

64. C24:1 (15c)

46. C18:2 (10t,12c)

65. C22:5 (DPA)

40 41 42 43 45
32

36
33

34

37

23
20

47. nC21:0

66. C22:6 (DHA)

48. C20:2 (11c,14c)

67. C18:1-12 Hydroxy (9t)
68. C18:0 12 Hydroxy

49. C21:1 (12c)
38 39

30 31
19

46

44

35

22
18

0

26 28
29
27

1. nC6:0

52+53
59
62
54 58 60 61 63
48 49 51 55
65 66 68
57
50
47
64
69
56
67

69. C18:1-12 Hydroxy (9c)

21

20

30

40

50

60

69FAMEs

FAME 標準
カラム :DB-WAX
127-7012
10 m x 0.10 mm、0.10 µm

1. Butyric acid methyl ester (C4:0)

20. Linolelaidic acid methyl ester (C18:2n6t)

2. Caproic acid methyl ester (C6:0)
3. Caprylic acid methyl ester (C8:0)

21. γ-Linolenic acid methyl ester (C18:3n6)
22. Linolenic acid methyl ester (C18:3n3)

キャリアガス : 水素、77 cm/s、
40 °C で測定

4. Capric acid methyl ester (C10:0)

23. Arachidic acid methyl ester (C20:0)

5. Undecanoic acid methyl ester (C11:0)

24. cis-11-Eicosenoic acid methyl ester (C20:1)

6. Lauric acid methyl ester (C12:0)

25. cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester (C20:2)

オーブン :

7. Tridecanoic acid methyl ester (C13:0)

26. cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid methyl ester (C20:3n6)

40 °C で 0.5 分間
25 °C/min で 40～195 °C
3 °C/min で 195～205 °C
8 °C/min で 205～230 °C
230 °C で 1 分間

8. Myristic acid methyl ester (C14:0)

27. Heneicosanoic acid methyl ester (C21:0)

9. Myristoleic acid methyl ester (C14:1)

28. cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester (C20:3n3)

10. Pentadecanoic acid methyl ester (C15:0)

29. Arachidonic acid methyl ester (C20:4n6)

11. cis-10-Pentadecenoic acid methyl ester (C15:1)

30. cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid methyl ester (C20:5n3)

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 30:1

12. Palmitic acid methyl ester (C16:0)

31. Behenic acid methyl ester (C22:0)

13. Palmitoleic acid methyl ester (C16:1)

32. Erucic acid methyl ester (C22:1n9)

14. Heptadecanoic acid methyl ester (C17:0)

33. cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester (C22:2)

検出器 :FID、250 °C

15. cis-10-Heptadecenoic acid methyl ester (C17:1)

34. Tricosanoic acid methyl ester (C23:0)

16. Stearic acid methyl ester (C18:0)

35. Lignoceric acid methyl ester (C24:0)

推奨消耗品

17. Oleic acid methyl ester (C18:1n9c)

36. cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester (C22:6n3)

18. Elaidic acid methyl ester (C18:1n9t)

37. Nervonic acid methyl ester (C24:1)

19. Linoleic acid methyl ester (C18:2n6c)

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、
5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、
低圧力損失、ガラスウール入り、

5183-4647
シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型
23-26s/42/HP、5181-1273

12

2

1

4

6

5

8

7

12 分で優れた分離能
17, 18161415
23
9 1011 13
1920
2122

2

572

3

4

6
Time (min)

31
27
24 26
32
34
25 28
33
29 30

8

10

35
36, 37

12
GCFF030

食品および香料アプリケーション

FAME 標準
カラム :DB-225127-2222
20 m x 0.10 mm、0.10 µm

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

キャリアガス : 水素、59.3 cm/s、
35 °C で測定

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、オーブン :

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

5183-4647

35 °C で 0.5 分間
25 °C/min で 35～195 °C
3 °C/min で 195～205 °C
8 °C/min で 205～230 °C
230 °C で 1 分間

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 30:1

検出器 :FID、250 °C
1. Butyric acid methyl ester (C4:0)

20. Linolelaidic acid methyl ester (C18:2n6t)

2. Caproic acid methyl ester (C6:0)
3. Caprylic acid methyl ester (C8:0)

21. γ-Linolenic acid methyl ester (C18:3n6)
22. Linolenic acid methyl ester (C18:3n3)

4. Capric acid methyl ester (C10:0)

23. Arachidic acid methyl ester (C20:0)

5. Undecanoic acid methyl ester (C11:0)

24. cis-11-Eicosenoic acid methyl ester (C20:1)

6. Lauric acid methyl ester (C12:0)

25. cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester (C20:2)

7. Tridecanoic acid methyl ester (C13:0)

26. cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid methyl ester (C20:3n6)

8. Myristic acid methyl ester (C14:0)

27. Heneicosanoic acid methyl ester (C21:0)

9. Myristoleic acid methyl ester (C14:1)

28. cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester (C20:3n3)

10. Pentadecanoic acid methyl ester (C15:0)

29. Arachidonic acid methyl ester (C20:4n6)

11. cis-10-Pentadecenoic acid methyl ester (C15:1)

30. cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid methyl ester (C20:5n3)

12. Palmitic acid methyl ester (C16:0)

31. Behenic acid methyl ester (C22:0)

13. Palmitoleic acid methyl ester (C16:1)

32. Erucic acid methyl ester (C22:1n9)

14. Heptadecanoic acid methyl ester (C17:0)

33. cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester (C22:2)

15. cis-10-Heptadecenoic acid methyl ester (C17:1)

34. Tricosanoic acid methyl ester (C23:0)

16. Stearic acid methyl ester (C18:0)

35. Lignoceric acid methyl ester (C24:0)

17. Oleic acid methyl ester (C18:1n9c)

36. cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester (C22:6n3)

18. Elaidic acid methyl ester (C18:1n9t)

37. Nervonic acid methyl ester (C24:1)

19. Linoleic acid methyl ester (C18:2n6c)

12

8

6

4

3
2

1617

1

5

7

23

9 1011 13 14
15

0

2

4

6
Time (min)

35

31
18 19
20
2122

8

www.agilent.com/chem/GC:jp

24

28
27
2526

29
30

10

32

34

37

33
36

12
GCFF031573

食品および香料アプリケーション

菜種油マーガリン部分水添 FAMEs AOAC メソッド

推奨消耗品

1c-89
カラム :

DB-23
122-2362
60 m x 0.25 mm、0.25 µm

キャリアガス : ヘリウム、15 cm/s (0.44 mL/min)、
150 °C で測定
オーブン :

1.3 °C/min で 150～200 °C
200 °C で 10 分間

注入 :スプリット、210 °C
スプリット比 100:1

検出器 :FID、210 °C

サンプル :

1 µL

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、5183-4647

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、
5181-1273

541

1. C16:0 Methyl palmitate
2. C16:1 Methyl palmitoleate
3. C18:0 Methyl stearate
4. C18:1 trans-Methyl elaidate and multiple isomers
5. C18:1 cis-Methyl oleate and multiple isomers
6

6. C18:2 trans-Multiple isomers

3

7. C18:2 cis-Multiple isomers
8. C18:3 Methyl linolenate
7

2

0

10

20

30
Time (min)9. C20:0 Methyl arachidate

9 10

8

10. C20:1 Methyl 11-eicosanoate

40

50
GCFF032

バター中のトリグリセリド I
カラム :DB-5ht123-5731
30 m x 0.32 mm、0.10 µm

T38

キャリアガス : 水素、55 cm/s、250 °C で測定
オーブン :

70 °C/min で 35～250 °C
5 °C/min で 250～400 °C
400 °C で 20 分間

注入 :クールオンカラム

検出器 :FID、400 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min
ベースライン修正済み

サンプル :

T = 総炭素数T54

T26

50 min1 µL の 9 µg/µL トルエン溶液(約 1 % w/w の溶液)

P = パルミチン酸、ヘキサデカン酸、C16:0
S = ステアリン酸、オクタデカン酸、C18:0
O = オレイン酸、cis-9-オクタデカン酸、C18:1

バター中のトリグリセリド II
カラム :DB-17ht
123-1831
30 m x 0.32 mm、0.15 µm

キャリアガス : 水素、40 cm/s

574

オーブン :

5 °C/min で 250～365 °C
365 °C で 1 分間

注入 :クールオンカラム

検出器 :FID、400 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min
ベースライン修正済み

サンプル :

1 µL の 9 µg/µL トルエン溶液(約 1 % w/w の溶液)

PPP

コレステロールPPOPPSPSO POO
PSS

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16
Time (min)

17

18

19

SSO
SOO
SSS
OOO

20

21

22

23

24
GCFF033

食品および香料アプリケーション

バター中の FAME 異性体の高速スクリーニング
カラム :VF-23ms
CP882230 m x 0.25 mm、0.25 µm

サンプル :

1. C8:0
2. C10:0
3. C12:0

0.5 µL、オンカラムで 1 成分あたり約 5 ng

4. C14:0
5. C14:1

キャリアガス : 水素、70 kPa
オーブン :

6. C14:1
2 3

185 °C

注入 :
検出器 :

6

4

8

10

7. C16:1 9-cis
8. C16:1 9-cis

スプリット、100:1

9. C18:1 transT=275 °C

10. C18:1 9-cis

1

FID

短い分析時間1557

11. C18:1 13-cis
12. C18:2 9-trans、12-trans13. C18:2 9-cis、12-trans

12

9

13

11

14. C18:2 9-trans、12-cis

14

15. C18:2 9-cis、12-cis

0

min

5
VGC0022

ひまわり油中の農薬
カラム :VF-5msCP896060 m x 0.25 mm、0.25 µm

サンプル :

5 µL

オーブン :

70 °C で 3.0 分間、25 °C/min で 70～190 °C、190 °C で 0.0 分間、10 °C/min で 190～320 °C、320 °C で 10 分間

注入 :スプリットレス

検出器 :A : MS/MS のイオントラップ、フルスキャン
B : MS/MS

サンプル濃度 : 40 ppb
キャリアガス : ヘリウム、1.2 mL/min、定流量

1. β-HCH
2. γ-HCH

10. ブロモホス

1. β-HCH
2. γ-HCH

10. プロモフォス

11. o,p'-DDE

3. δ-HCH

12. α-エンドスルファン

3. δ-HCH

4. + ビンクロゾリン

13. p,p'-DDE

4. + ビンクロゾリン

12. α-エンドスルファン
13. p,p'-DDE

5. ピリミフォスメチル

14. o,p'-DDD

5. メチルパラチオン

6. + マラチオン

15. ディルドリン

6. ピリミフォスメチル

14. o,p’-DDD
15. ディルドリン

7. クロロピリフォス

16. p,p'-DDD

7. + +フェニトロチオン

16. p,p'-DDD

8. エチルパラチオン

17. β-エンドスルファン

8. クロロピリフォス

9. ピリミフォスエチル

18. p,p'-DDT

9. ピリミフォスエチル

17. β-エンドスルファン
18. p,p'-DDT

11. o,p’-DDE

19. 硫酸エンドスルファン

19. 硫酸エンドスルファン

A

B
14
10
3

19
14

13

6
4
1

16

11

5
7

8

6

17

12 13
9

18

15

10

2

7

4
1

14

min

16

11

19

2

3

8

9

18
12
15

5

14

min

19

17

19
VGC0020www.agilent.com/chem/GC:jp575

エネルギーおよび燃料アプリケーション

エネルギーおよび燃料アプリケーション
芳香族溶媒の高速分析
カラム :1. Heptane

HP-INNOWax
19091N-216
60 m x 0.32 mm、0.50 µm

キャリアガス : ヘリウム、20 psi、定流量モード
オーブン :

注入 :70 °C で 10 分間、3 °C/min で 75～100 °C、
100 °C で 0 分間
10 °C/min で 100～145 °C、145 °C で 0 分間
スプリット、250 °C
スプリット比 100:1

検出器 :FID、250 °C

サンプル :

1.0 µLカラム :HP-INNOWax
19091N-577
20 m x 0.18 mm、0.18 µm

キャリアガス : ヘリウム、33 ps、定流量モード
オーブン :
注入 :70 °C で 3 分間、45 °C/min で 70～145 °C、
145 °C で 1 分間
スプリット、250 °C
スプリット比 100:1～600:1

検出器 :FID、250 °C

サンプル :

0.2 から 1.0 µL

2. Cyclohexane
3. Octane

芳香族溶媒用統一メソッド

4. Nonane
5. Benzene

1pA

6. Decane
26

200

2
3

150

7. Toluene
8. 1,4-Dioxane

4

100

5

24
23 25

6
7

9. Undecane

27

10. Ethylbenzene

10 1112 131415 16 1819 21 22
20
17

9

50

11. p-Xylene

8

12. m-Xylene

0
2.5

5.0

7.5

10.0
12.5
Time (min)

15.0

17.5

20.0

13. Cumene

22.5

14. Dodecane
15. o-Xylene
16. Propylbenzene

最適化した芳香族溶媒用統一メソッド

17. p-Ethyltoluene
18. m-Ethyltoluene

1

pA
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0

19. t-Butylbenzene
2
3 4

26
24
23
25
27

5 6
9

7

10111213 141519 21
22
16 18 2017

20. s-Butylbenzene
21. Styrene
22. Tridecane
23. 1,3-Diethylbenzene
24. 1.2-Diethylbenzene

8

0

0.5

1.0

1.5

25. n-Butylbenzene
2.0
2.5Time (min)

3.0

3.5

4.0

4.5

26. a-Methylstyrene
27. Phenylacetylene

GCHE003

このアプリケーションでは、芳香族溶媒分析における高速高分離 GC カラムの実用性を示しています。その結果、分離能が低下することなく分析時間が4 分の 1 に短縮されました (内径 0.32 mm のカラムとの比較)。

576

エネルギーおよび燃料アプリケーション

精油所ガス I
カラム :HP-PLOT Q
19095P-QO4
30 m x 0.53 mm、40.00 µm

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

キャリアガス : ヘリウム、9.0 psi、60 °C

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

オーブン :

60 °C で 5 分間
20 °C/min で 60～200 °C
200 °C で 1 分間

シール :金メッキシール、18740-20885

注入 :スプリット、250 °C
スプリット流量 100mL/min
0.25 cc バルブ

検出器 :TCD、250 °C

サンプル :

精油所ガス

12 3

5

13

14
11
12

15

1. Air/CO

10. C3

2. C1

11. MeOH

3. CO2

12. i-C4

4. エチレン

13. t-C4

5. C2

14. n-C4

6. H2S

15. cis-C4

7. COS

16. i-C5

8. H2O

17. n-C5

9. プロピレン

4
10
6

7

16 17

9
8

0

2

4

6
Time (min)

8

10

12
GCPE014

無鉛ガソリンカラム :DB-Petro
122-10A6
100 m x 0.25 mm、0.50 µm

キャリアガス : ヘリウム、25.6 cm/s
オーブン :

注入 :検出器 :サンプル :

0 °C で 15 分間
1 °C/min で 0～50 °C
2 °C/min で 50～130 °C
4 °C/min で 130～180 °C
180 °C で 20 分間
スプリット、200 °C
スプリット比 300:1

1. Methane

12. 2,3,3-Trimethylpentane

23. 1,2,4-Trimethylbenzene

2. n-Butane

13. 2-Methylheptane

24. Isobutylbenzene

3. Isopentane

14. 4-Methylheptane

25. sec-Butylbenzene

4. n-Pentane

15. n-Octane

26. n-Decane

5. n-Hexane

16. Ethylbenzene

27. 1,2,3-Trimethylbenzene

6. Methylcyclopentane

17. m-Xylene **28. Butylbenzene

7. Benzene

18. p-Xylene

29. n-Undecane

8. Cyclohexane

19. o-Xylene

30. 1,2,4,5-Tetramethylbenzene

9. Isooctane

20. n-Nonane

31. Naphthalene

FID、250 °C
窒素メークアップガス

10. n-Heptane

21. Isopropylbenzene

32. Dodecane

11. Toluene *22. Propylbenzene

33. Tridecane

30 mL/min*Valley point with 12 = 78 %**Valley point with 18 = 87 %無希釈サンプル 1 µL

12

3 4

5 6

7

10

17, 1816 19

11, 12

23
24, 25, 26

8

27
22

9

28 29
30

15
14
2021

31
33

32

130 min
GCPE032

www.agilent.com/chem/GC:jp577

エネルギーおよび燃料アプリケーション

n-パラフィン標準品
カラム :DB-HT Sim Dis
145-1001
5 m x 0.53 mm、0.15 µm

キャリアガス : ヘリウム、18 mL/min、35 °C で測定
オーブン :

10 °C/min で -30～430 °C

注入 :OPTIC PTV
2 °C/s で 55～450 °C

検出器 :FID、450 °C
窒素メークアップガス、15 mL/min

サンプル :

ピーク番号は炭素数です

6

10
11
12

7
8

14
9

16

50

40

60

18

CS2 中の約 2 % n- パラフィンの 0.5 µL

7032
20 24 28 30

80 90 110

0

5

10

15

20

25
30
Time (min)

35

40

45

50
GCPE038

トルエン溶液中の含硫黄化合物

推奨消耗品

カラム :

DB-Sulfur SCD
G3903-63001
60 m x 0.32 mm、4.20 µm

注入 :275 °C、スプリット比 10:1 (イナートフローパス
スプリット/スプリットレス注入口)

キャリアガス :ヘリウム、定流量モード、2.8 mL/min

オーブン :

35 °C で 3 分間、10 °C/min で 35～250 °C、
250 °C で 10 分間

注入 :

1 µL

1. 硫化水素7783/06/04 H2S

バーナー温度 :800 °C

2. 硫化カルボニル

463-58-1

COS

2000

74-93-1

CH3SH

2000

バーナーの真空 :3. メタンチオール

364 torr

4. エタンチオール

75-08-1

C2H5SH2000

5. ジメチルスルフィド

75-18-3(CH3)2S

2000

6. 二硫化炭素75-15-0

CS2

2000

7. 2-プロパンチオール

75-33-2

C3H8S

2000

8. 2-メチル-2-プロパンチオール

75-66-1

C4H10S

2000

9. 1-プロパンチオール
10. エチルメチルスルフィド

107-03-9

C3H8S

2000

624-89-5

C2H5SCH3

2000

11. チオフェン

110-02-1

C4H4S

2000

12. 2-メチル-1-プロパンチオール

513-44-0

C4H10S

2000
2000

反応セルの真空 :5 torr水素 :40 mL/min

空気 :60 mL/min

セプタム :

ノンスティックブリード/温度最適化 (BTO) セプタム、11 mm、50 個、5183-4757

ライナ :低圧力損失、ウルトライナートライナ、ガラスウール入り、

5190-2295
シール :ウルトライナート金メッキシールおよびワッシャ、5190-6144

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273
CAS No.

6

3

15
18
45
10
9

7

11 14
13
12

17
16
19

20

352-93-2(C2H5)2S

109-79-5

C4H10S

2000

15. ジメチルジスルフィド

624-92-0(CH3S)2

2000

16. 2-メチルチオフェン

554-14-3

C5H6S

2000

17. 3-メチルチオフェン

616-44-4

C5H6S

2000

18. ジエチルジスルフィド

110-81-6(C2H5S)2

2000

19. 5-メチルベンゾ[b]チオフェン

14315-14-1 C9H8S

20. 3-メチルベンゾチオフェン

1455-18-1

C9H8S

2000

21. **ジフェニルスルフィド

139-66-2

C12H10S

2000** 内標準

21

578

10

15

20

25

2000

13. ジエチルスルフィド

25濃度 (mg/kg)

14. 1-ブタンチオール

8
1

分子式

30

min

2000

エネルギーおよび燃料アプリケーション

プロピレン中の硫黄化合物 (1 ppm)
カラム :オーブン :
注入 :GS-GasPro
113-4332
30 m x 0.32 mm

1. COS2. H2S
3. Propylene

60 °C で 2.5 分間
10 °C/min で 60～250 °C

4. CS2

1

5. Methyl mercaptan

OI Analytical ボラタイルインレット
スプリット比、5:1
200 µL ガスサンプリングバルブ

検出器 :OI Analytical Model 5380 PFPD

サンプル :

プロピレン中の 1 ppm 硫黄化合物

6. Ethyl mercaptan
7. Thiophene
8. Dimethyl sulfide
4

8
7
9

6

2

9. 2-Propanethiol
10. 1-Propanethiol
13 14

10

5

11. 2-Methyl-2-propanethiol
12. 2-Methyl-1-propanethiol

11 12

クロマトグラム提供 : OI Analytical

13. 1-Methyl-1-propnaethiol

3

2

4

14. 1-Butanethiol

6

8

10
12
Time (min)

14

16

18
GCPE020

プロピレン中の硫黄不純物質
カラム :Select Low Sulfur
CP857560 m x 0.32 mm

オーブン :

65 °C で 4 分間、30 °C/min で 65～120 °C、
120 °C で 5 分間

2

キャリアガス : ヘリウム、定流量、2.0 mL/min

1. H2S

注入 :ガスサンプリングバルブ
220 °C、スプリット 10:1

3. CH3SH

検出器 :

SCD、200 °C

サンプル :

約 300 ppb の H2S および CH3SH、約 500 ppb の
COS が含まれるポリプロピレンマトリックス

注入量 :

1 mL

2. COS

1

3

2

3

4

5
Time [min]6

www.agilent.com/chem/GC:jp

7

8

579

エネルギーおよび燃料アプリケーション

C1～C4 炭化水素混合物
カラム :PoraPLOT Q PT
CP7550PT
10 m x 0.32 mm、10.00 µm

キャリアガス : ヘリウム、1 mL/min 定流量モード
オーブン :

50 °C (5 分間)、50 °C/min で 50～120 °C、4.6 分間保持

サンプリング:

ヘッドスペース
オーブン 40 °C、バルブ 50 °C、
トランスファライン 60 °C

検出器 :FID または TCD、250 °C

注入量:

0.1 mL ループ、ヘッドスペースサンプラのpA

2

2. エタン/エチレン

73. アセチレン
4. プロパン5. プロピレン

6.5

6. プロピン

スプリットモード、5:1、カラムオーブン
初期条件に応じて、通常は 70 °C 以上

カラム :PoraPLOT U PT
CP7584PT
25 m x 0.53 mm、20.00 µm

キャリアガス : ヘリウム、2 mL/min 定流量モード
オーブン :

検出器 :FID または TCD、250 °C

注入量 :0.1 mL ループ、ヘッドスペースサンプラの注入口バルブに取り付け

カラム :

4 5

3

5.5

スプリットモード、5:1、カラムオーブン
初期条件に応じて、通常は 70 °C 以上

HP-PLOT Al2O3 KCl PT
19095P-K25PT
50 m x 0.53 mm、15.00 µm

100 °C (10 分間)、30 °C/min で 100～120 °C、
3 分間保持サンプリング : ヘッドスペース
オーブン 40 °C、バルブ 50 °C、
トランスファライン 60 °C
検出器 :FID または TCD、250 °C

注入量 :0.1 mL ループ、ヘッドスペースサンプラの注入口バルブに取り付け

注入 :

7

1

5

4.5

2

4

6

8

10

スプリットモード、5:1、カラムオーブン
初期条件に応じて、通常は 70 °C 以上

min

PoraPLOT Q PT、10 m x 0.32 mm、デュアルエンドパーティクルトラップ付き。
FIDでの粒子によるスパイクなし。

pA

5, 6

10

1. メタン

4
3

9

2. エタン2

3. エチレン
4. アセチレン
5. プロパン

7

8

6. プロピレン

1

7. プロピン7

8. n-ブタン

8
6

5
2

4

6

8

min

10

PoraPLOT U PT、25 m x 0.53 mm、20 µm、デュアルエンドパーティクルトラップ付き。
FIDでの粒子によるスパイクなし。

1. メタン
2. エタン

4pA

3. エチレン18

7

5

キャリアガス : ヘリウム、3 mL/min 定流量モード
オーブン :

6

85 °C 定温

サンプリング : ヘッドスペース
オーブン 40 °C、バルブ 50 °C、
トランスファライン 60 °C

注入 :7. n-ブタン

6

注入口バルブに取り付け
注入 :1. メタン

4. プロパン5. プロピレン

162

6. n-ブタン

37. アセチレン14

8. プロピン
6

12

8

1
10
8
6
0

2

4

6

8

10

12

min

HP-PLOT Al2O3 KCl PT、50 m x 0.53 mm、15 µm、デュアルエンドパーティクルトラップ付き。
FIDでの粒子によるスパイクなし。

580

エネルギーおよび燃料アプリケーション

メタン中の微量硫黄化合物 (50 ppbv)
カラム :オーブン :
サンプル :

Select Low Sulfur
CP857560 m x 0.32 mm

S/N 比

化合物

40 °C で 6 分間、6 °C/min で 40～120 °C、
10 °C/min で 120～180 °C、180 °C で 5 分間

1. 硫化水素

3.8

2. 硫化カルボニル

4.0

3. メチルメルカプタン

2.2

1 mL、スプリット比:3:1

4. エチルメルカプタン

3.8

5. 硫化ジメチル

6.3

6. 2-プロパンチオール

4.3

7. メチルエチルスルフィド

11

8. チオフェン11

9. tert-ブチルメルカプタン

2.1

10. 2-ブタンチオール

4.5

11. 2-メチル-1-プロパンチオール

3.7

12. ジエチルスルフィド

9.8

13. 1-ブタンチオール

2.4

Norm
450

12

400
7 8

350

11 13
10

300
250

5
CH 4

1

200

9

6

4

2
3

150

5

10

15

20

25

min

軽質炭化水素マトリクス中の微量含酸素化合物
カラム :

カラム :

DB-1
125-102J
25 m x 0.53 mm、1.00 µm
GS-OxyPLOT
115-4912
10 m x 0.53 mm

キャリアガス : ヘリウム (tm = 0.96 分、50 °C)
オーブン :
注入 :検出器 :50 °C で 5 分間
50～240 °C
スプリット

FID

イソオクタン

1. Dimethyl ether

14. Isovaleraldehyde

2. Diethyl ether

15. Valeraldehyde

3. Acetaldehyde

16. Methyl ethyl ketone

4. Ethyl t-butyl ether

17. Ethanol

5. Methyl t-butyl ether

18. n-Propanol

6. Diisopropyl ether

19. Isopropanol

7. Propionaldehyde

20. Allyl alcohol

8. Tert-amyl methyl ether

21. Isobutanol

9. Propyl ether

22. t-Butyl alcohol

10. Isobutylaldehyde

23. s-Butyl alcohol

11. Butylaldehyde

24. n-Butyl alcohol

12. Methanol

25. 2-Methyl-2 pentanol

13. Acetone

pA

ベンゼン
8

35

30

n-オクタン25

5 6

2

21,22,23

4
9

3
20

12

7
10

14 17
11 13 15
16

15

1

19
18 20

24

25

10

0

2.50

5.00

7.50

10.00
12.50
Time (min)

15.00

17.50

20.00

www.agilent.com/chem/GC:jp

22.50
OXYGEN2581

エネルギーおよび燃料アプリケーション

含酸素化合物
カラム :GS-OxyPLOT
115-4912
10 m x 0.53 mm

キャリアガス : ヘリウム、41 cm/s

pA

1. n-Dodecane
2. Methyl t-butyl ether

20

注入 :

スプリット、スプリット比 40:1、12

3. n-Tridecane

318

150 °C 定温

検出器 :

2

22

オーブン :

250 °C

1

24

4. Iso-Butyraldehyde

16

5

14

2

8

6

4

1

5. n-Tetradecane

7

3

4

5
Time (min)FID、290 °C

67

6. Methanol
8

7. Acetone

9
OXYGEN1

8. n-Pentadecane

希ガス
カラム :

推奨消耗品

HP-PLOT Molesieve
19095P-MS0
30 m x 0.53 mm、50.00 µm

キャリアガス : ヘリウム、4 mL/min
オーブン :

35 °C で 3 分間
25 °C/min で 35～120 °C
120 °C で 5 分間

注入 :スプリット、スプリット比 50:1

検出器 :

TCD

サンプル :

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

シール :金メッキシール、18740-20885

42

1. Neon5

2. Argon6

250 µL

3. Oxygen
4. Nitrogen
5. Krypton

1

6. Xenon

3

2

6
Time (min)

GCPE001

永久ガス
カラム :

HP-PLOT Molesieve
19091P-MS4
30 m x 0.32 mm、12.00 µm

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

キャリアガス : ヘリウム、2 mL/min

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

オーブン :

40 °C 定温シール :金メッキシール、18740-20885

注入 :スプリット、スプリット比 75:1

検出器 :

TCD

サンプル :

250 µL4

1. Neon3

2. Argon
3. Oxygen5

4. Nitrogen

6

5. Methane

2
1

6. Carbon monoxide

2

582

4
Time (min)6
GCPE002

エネルギーおよび燃料アプリケーション

天然ガスサンプル中の空気/CO、CO2、
およびメタンのベースライン分離
カラム :HP-PLOT Q
19095P-QO4
30 m x 0.53 mm、40.00 µm

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

キャリアガス : ヘリウム (8.6 mL/min、60 °C)

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

オーブン :

60 °C で 2 分間
30 °C/min で 60～240 °C
240 °C で 1 分間

シール :金メッキシール、18740-20885

注入 :スプリット、スプリット比 12:1

検出器 :TCD、250 °C

サンプル :

12

3

1. Air/CO
2. CO2
3. Ethane

650.25 cc 天然ガスサンプル、メタン、80 %+4. H2S
5. Water
7

6. C3
7. i-C4/n-C4

4
8

8. neo-C5

910

9. i-C5/n-C5

11

10. C60

24Time (min)68

11. C7
GCPE003

天然ガス
カラム :

HP-PLOT Al2O3 S
19095P-S21
15 m x 0.53 mm、15.00 µm

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

キャリアガス : ヘリウム、50 cm/s (100 °C)、6 mL/min

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

オーブン :

100 °C で 1.5 分間
30 °C/min で 100～180 °C

シール :金メッキシール、18740-20885

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 50:1

検出器 :FID、250 °C

サンプル :

5 µL 天然ガス、部品番号 5080-8756

12 3

45

1. Methane
2. Ethane
3. Propane
4. iso-Butane
6 7

5. n-Butane
6. iso-Pentane
8

7. n-Pentane
8. n-Hexane

0

1

2

3
Time (min)www.agilent.com/chem/GC:jp

4

5
GCPE004583

エネルギーおよび燃料アプリケーション

エチレン
カラム :

HP-PLOT Al2O3 S
19095P-S25
50 m x 0.53 mm、15.00 µm

1. Methane
2. Ethane

キャリアガス : ヘリウム、50 cm/s (35 °C)、
7 mL/min 定流量
オーブン :
注入 :3. Ethylene
4. Propane

35 °C で 2 分間
5 °C/min で 35～100 °C

5. Cyclopropane
6. Propylene
7. Isobutane

スプリット、250 °C
スプリット比 65:1

検出器 :FID、250 °C

サンプル :

5 µL

8. n-Butane
9. Propadiene
10. Acetylene
11. trans-2-Butene
12. Butene-1

エチレン 98.4 %

1 2 3

4

7 8

6

13. Isobutylene
14. cis-2-Butene
1112

15. Isopentane

17

16. n-Pentane

14 16

17. 1,3-Butadiene
18. Propyne

13
18

15

19. trans-2-Pentene

19
20
21

20. 2-Methyl-2-butene
21. Pentene-1

9

10

5

0

5

22. cis-2-Pentene

22

23. n-Hexane

23

10

15

20

25

Time (min)

GCPE005

エチレン中の不純物
カラム :GS-Alumina KCl
115-3352
50 m x 0.53 mm

キャリアガス : ヘリウム、8 mL/min、35 °C で測定
オーブン :

注入 :35 °C で 2 分間
10 °C/min で 35～190 °C
190 °C で 3 分間

1. Methane
2. Ethane
3. Ethylene
3

スプリット、200 °C
スプリット比 1:40

4. Propane
5. Cyclopropane

2

6. Propylene
7. Isobutane

検出器 :FID、200 °C
窒素メークアップガス、20 mL/min

サンプル :

微量炭化水素を含むエチレン、0.2 mL

8. Acetylene
9. n-Butane
10. Propadiene
11. trans-2-Butene
12. 1-Butene
41

13. Isobutylene

12

14. cis-2-Butene
15. Isopentane
789
11

16. n-Pentane

1814

17. Propyne
17
15 16

6
5

10

18. 1,3-Butadiene
19. 1-Pentene

13
19

0

584

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
Time (min)

11

12

13

14

15

16

17
GCPE006

エネルギーおよび燃料アプリケーション

プロピレン中の不純物
カラム :GS-Alumina KCl
115-3352
50 m x 0.53 mm

推奨消耗品

キャリアガス : ヘリウム、1.0 mL/min、
35 °C で測定
オーブン :

注入 :検出器 :サンプル :

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

シール :金メッキシール、18740-20885

35 °C で 2 分間
10 °C/min で 35～190 °C
190 °C で 3 分間

6

4

スプリット、200 °C
スプリット比 30:1

FID、200 °C

1. Methane

11. trans-2-Butene

2. Ethane

12. 1-Butene

3. Ethylene

13. Isobutylene

窒素メークアップガス

4. Propane

14. cis-2-Butene

20 mL/min

5. Cyclopropane

15. Isopentane

微量炭化水素を含むプロピレン、

6. Propylene

16. n-Pentane

7. Isobutane

17. Propyne

0.2 mL
2
1

8. Acetylene

18. 1,3-Butadiene

9. n-Butane

19. 1-Pentene

10. Propadiene

8
7

3

12
9

5

11
10

0

1

2

3

4

5

6

7

13

8
9
10
Time (min)

14

17 18
15 16

11

12

19

13

14

15

16

17
GCPE007

プロピレン
カラム :

GS-Alumina
115-3552
50 m x 0.53 mm

推奨消耗品

キャリアガス : ヘリウム、1.0 mL/min、
35 °C で測定
オーブン :

注入 :検出器 :35 °C で 2 分間
10 °C/min で 35～190 °C
190 °C で 3 分間

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

シール :金メッキシール、18740-20885

6
4

スプリット、200 °C
スプリット比 30:1

FID、200 °C

11. trans-2-Butene
12. 1-Butene

3. Ethylene

13. Isobutylene

4. Propane

14. cis-2-Butene

20 mL/min

5. Cyclopropane

15. Isopentane

微量炭化水素を含むプロピレン、

6. Propylene

16. n-Pentane

7. Isobutane

17. Propyne

窒素メークアップガス
サンプル :

1. Methane
2. Ethane2

0.2 mL
1

12

3

1

2

3

4

5

6

7

11

10. Propadiene

20. n-Hexane

17
20

19

10

19. 1-Pentene

18

10

8 9
Time (min)18. 1,3-Butadiene

9. n-Butane

14
13 15 16

7
5

0

11

8

9

8. Acetylene

12

13

14

15

www.agilent.com/chem/GC:jp

16
GCPE008585

エネルギーおよび燃料アプリケーション

1,3-ブタジエン
カラム :DB-624128-1324
25 m x 0.20 mm、1.12 µm

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

キャリアガス : ヘリウム、1.0 mL/min

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

オーブン :-20 °C で 3 分間
4 °C/min で -20～20 °C
8 °C /min で 20～200 °C
200 °C で 10 分間

シール :金メッキシール、18740-20885

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 150:1

検出器 :FID、250 °C

サンプル :

0.5 µL

精製ブタジエン標準成分1. Acetylene

このクロマトグラムを提供していただいた DCG Industries(Pearland, TX) に感謝いたします。

8, 9 11 13

28

12

2, 3

7

10

20
5
1

0

6

21
22
17 1819
23
14 15
24 25
16

4

5

10

15
Time (min)

586

20

2. Propane

19.8

3. Propylene

296

4. Propadiene (allene)

21.1

5. Propyne (methylacetylene)

21

6. Cyclopropane

20

7. Isobutane

506

8. Butene-1

999

9. Isobutylene495

10. n-Butane494

11. 1,3-Butadienebalance

12. trans-2-Butene442

13. cis-2-Butene

1946

14. 1-Butyne (ethylacetylene)

20.2

15. 1,2-Butadiene

28.9

16. 3-Methyl-1-butene

19.8

17. Isopentane

50.1

18. Pentene-1

29.8

19. n-Pentane

50.1

20. 2-Butyne (dimethylacetylene)

150

21. trans-2-Pentene

5.57

22. Isoprene20

23. cis-2-Pentene

13.9

24. trans-1,3-Pentadiene

13.8

25. cis-1,3-Pentadiene

7.73

26. Benzene

20.3

27. Toluene

20.2

28. Dimer (4-vinylcyclohexene-1)

27

26

25
GCPE010重量濃度 (PPM)
20.7

エネルギーおよび燃料アプリケーション

1,3-ブタジエンの純度
カラム :GS-Alumina
115-3552
50 m x 0.53 mm

推奨消耗品

キャリアガス : ヘリウム、6.0 mL/min(定流量モード)
オーブン :

45 °C で 3 分間
6 °C/min で 45～195 °C
195 °C で 15 分間

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 50:1

検出器 :FID、250 °C

サンプル :

0.5 µL

8

12

9 13

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

シール :金メッキシール、18740-20885

精製ブタジエン標準成分1115, 19

17

5

18

23

16
21

13

14

15

16

17
Time (min)

18

19

20

3 7 10

28

20

19.8

3. Propylene

296

4. Propadiene (allene)

21.1

5. Propyne (methylacetylene)

21

6. Cyclopropane

20

7. Isobutane

506

8. Butene-1

999

9. Isobutylene495

10. n-Butane494

11. 1,3-Butadienebalance

12. trans-2-Butene442

13. cis-2-Butene

1946

14. 1-Butyne (ethylacetylene)

20.2

15. 1,2-Butadiene

28.9

16. 3-Methyl-1-butene

19.8

17. Isopentane

50.1

18. Pentene-1

29.8

19. n-Pentane

50.1

20. 2-Butyne (dimethylacetylene)

150

21. trans-2-Pentene

5.57

22. Isoprene20

23. cis-2-Pentene

13.9

24. trans-1,3-Pentadiene

13.8

25. cis-1,3-Pentadiene

7.73

26. Benzene

20.3

27. Toluene

20.2

22
14

6
4

5

20.7

2. Propane

28. Dimer (4-vinylcyclohexene-1)

n-C62

重量濃度 (PPM)

1. Acetylene

10

26

24
25

1

15

20
Time (min)

27

25

30

35
GCPE011www.agilent.com/chem/GC:jp587

エネルギーおよび燃料アプリケーション

炭化水素分析 I
カラム :GS-Alumina
115-3532
30 m x 0.53 mm

推奨消耗品

キャリアガス : ヘリウム、52 cm/s (6.7 mL/min)、
100 °C で測定
オーブン :

100 °C で 1 分間
8 °C/min で 100～140 °C
140 °C で 0.5 分間
30 °C/min で 140～200 °C

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 8:1

検出器 :セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

シール :金メッキシール、18740-20885

FID、275 °C
窒素メークアップガス、29 mL/min

サンプル :

100 ppmv SUMMA キャニスター混合物、300 µL

24

26, 27, 28
6
25
23 24

8 10
7

15

19
17 18

1 3

37, 38, 39

9
11 16

5

32

588

7

10

42

46

8

9

Time (min)363543, 44, 45
40 34

14

41

0

6

31 33

13
12

30

20 21 22

29

47

20
Time (min)48

49 515052

30
GCPE012

1. Methane

27. 2-Methylpentane

2. Ethane

28. 3-Methylpentane

3. Ethylene

29. Isoprene

4. Propane

30. n-Hexane

5. Propylene

31. 4-Methyl-1-pentene

6. Isobutane

32. trans-2-Hexene

7. Acetylene

33. 2-Methyl-1-pentene

8. n-Butane

34. cis-2-Hexene

9. trans-2-Butene

35. 2,4-Dimethylpentane

10. 1-Butene

36. Methylcyclohexane

11. cis-2-Butene

37. 2.3-Dimethylpentane

12. Cyclopentane

38. 2-Methylhexane

13. Isopentane

39. 3-Methylhexane

14. n-Pentane

40. n-Heptane

15. Propyne

41. Benzene

16. 1,3-Butadiene

42. Isooctane (2,2,4-trimethylpentane)

17. Cyclopentene

43. 2,3,4-Trimethylpentane

18. 3-Methyl-1-butene

44. 3-Methylheptane

19. trans-2-Pentene

45. 2-Methylheptane

20. 2-Methyl-2-butene

46. n-Octane

21. 1-Pentene

47. Toluene

22. cis-2-Pentene

48. n-Nonane

23. Methylcyclopentane

49. Ethylbenzene

24. 2.2-Dimethylbutane

50. m-Xylene

25. Cyclohexane

51. p-Xylene

26. 2,3-Dimethylbutane

52. o-Xyleneエネルギーおよび燃料アプリケーション

炭化水素分析 II
カラム :GS-GasPro
113-4362
60 m x 0.32 mm

推奨消耗品

キャリアガス : ヘリウム、40 cm/s (3.3 mL/min)、
80 °C で測定
オーブン :

80 °C で 0.5 分間
25 °C/min で 80～175 °C
175 °C で 2 分間
25 °C/min で 175～250 °C

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 17:1

検出器 :セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

シール :金メッキシール、18740-20885

FID、275 °C
窒素メークアップガス、32 mL/min

サンプル :

100 ppmv SUMMA キャニスター混合物、500 µL

38, 3923, 28, 29

20, 26 27

32

37

19 24
33, 3435
21 22 30 31
25
17

40
36

18

74

10
6 8 16

2

9

8

1114

9
Time (min)1044, 45
15

13
43
42 46

5

1

12

3

41

0

5

10

50, 51

48
47

49
53 52

15
Time (min)54 55

1. Methane

30. n-Hexane

2. Ethane

31. 4-Methyl-1-pentene

3. Ethylene

32. trans-2-Hexene

4. Propane

33. 2-Methyl-1-pentene

5. Propylene

34. cis-2-Hexene

6. Isobutane

35. 2,4-Dimethylpentane

7. Acetylene

36. Methylcyclohexane

8. n-Butane

37. 2.3-Dimethylpentane

9. trans-2-Butene

38. 2-Methylhexane

10. 1-Butene

39. 3-Methylhexane

11. cis-2-Butene

40. n-Heptane

12. Cyclopentane

41. Benzene

13. Isopentane

42. Isooctane (2,2,4-trimethylpentane)

14. n-Pentane

43. 2,3,4-Trimethylpentane

15. Propyne

44. 3-Methylheptane

16. 1,3-Butadiene

45. 2-Methylheptane

17. Cyclopentene

46. n-Octane

18. 3-Methyl-1-butene

47. Toluene

19. trans-2-Pentene

48. n-Nonane

20. 2-Methyl-2-butene

49. Ethylbenzene

21. 1-Pentene

50. m-Xylene

22. cis-2-Pentene

51. p-Xylene

23. Methylcyclopentane

52. o-Xylene

24. 2.2-Dimethylbutane

53. Styrene

25. Cyclohexane

54. Isopropylbenzene (cumene)

26. 2,3-Dimethylbutane

55. n-Propylbenzene

27. 2-Methylpentane

56. 1,3,5-Trimethylbenzene

28. 3-Methylpentane

57. 1,2,4-Trimethylbenzene

29. Isoprene
56

57

20
GCPE013www.agilent.com/chem/GC:jp589

エネルギーおよび燃料アプリケーション

精油所ガス
カラム :

HP-PLOT Al2O3 S
19095P-S25
50 m x 0.53 mm、15.00 µm

推奨消耗品
2
6

キャリアガス : ヘリウム、7 mL/min
オーブン :

100 °C 定温

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 100:1

検出器 :サンプル :

4

FID、250 °C

7

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

シール :金メッキシール、18740-20885

9

1

5 µL
8
3

10

5

1. Methane

7. n-Butane

2. Ethane

8. trans-2-Butene

3. Ethylene

9. 1-Butene

4. Propane

10. cis-2 Butene

5. Propylene

11. iso-Pentane

6. iso-Butane

12. n-Pentane

11
12

0

2

4

6
Time (min)

8

10

12
GCPE015

軽質炭化水素流中の硫黄ガス分析 I
カラム :GS-GasPro
113-4332
30 m x 0.32 mm

PFPD

A B

C D

キャリアガス : ヘリウム、10 psig、60 °C で 2.0 mL/min
オーブン :

Sulfur compounds (PFPD)
A. Carbonyl sulfide
B. Hydrogen sulfide
C. Sulfur dioxide
D. Carbon disulfide
E. Methyl mercaptan
F. Ethyl mercaptan

60 °C で 2 分間、20 °C/min で 60～260 °C、
保持

注入 :

スプリット、200 °C
スプリット比 20:1

検出器 :FID、PFPD (カラム出口で分岐し同時検出)

E

F

2

4

6
Time (min)

8

10

FID

1. Methane
2. Ethane
3. Ethylene

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、
5183-4759

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

シール :

6

3

13

4. Acetylene
14

5. Propane
6. Propylene
7. iso-Butane

1
10

7

金メッキシール、18740-20885

128

8. n-Butane
9. 1-Butene/methyl acetylene
10. trans-2-Butene

11

11. 1,3-Butadiene
12. cis-2-Butene

5

13. iso-Pentane

2

14. n-Pentane
4

590

9

GCPE018

エネルギーおよび燃料アプリケーション

軽質炭化水素流中の硫化ガス分析 II
カラム :

GS-Q
113-3432
30 m x 0.32 mm、0.20 µm

B

PFPD

EF

キャリアガス : ヘリウム、10 psig、100 °C で 1.7 mL/min
オーブン :

Sulfur compounds (PFPD)
A. Hydrogen sulfide
B. Carbonyl sulfide
C. Methyl mercaptan
D. Ethyl mercaptan
E. Carbon disulfide

100 °C で 2 分間、20 °C/min で 100～250 °C、
保持

注入 :

スプリット、200 °C
スプリット比 20:1

検出器 :FID、PFPD (カラム出口で分岐し同時検出)

C
D
A

1

2

3

4

5
Time (min)

6

7

8

1. Methane
2. Ethylene/acetylene

FID

3. Ethane

推奨消耗品
セプタム :

4. Propylene

127

5. Propane

11 mm 高性能グリーンセプタム、
5183-4759

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

シール :金メッキシール、18740-20885

6. Methyl acetylene

13

7. iso-Butane
4

8. 1-Butene
9. 1,3-Butadiene
11

6

1

10. n-Butane/cis-2-butene
11. trans-2-Butene
12. iso-Pentane

5

13. n-Pentane
9
3

10

8

2

GCPE019

プロピレン中の硫黄化合物 (1 ppm)
カラム :オーブン :
注入 :GS-GasPro
113-4332
30 m x 0.32 mm

1. COS2. H2S
3. Propylene

60 °C で 2.5 分間
10 °C/min で 60～250 °C

4. CS2
1

5. Methyl mercaptan
6. Ethyl mercaptan

OI Analytical ボラタイルインレット
スプリット比、5:1
200 µL ガスサンプリングバルブ

検出器 :OI Analytical Model 5380 PFPD

サンプル :

プロピレン中の 1 ppm 硫黄化合物

7. Thiophene
8. Dimethyl sulfide
4

6

2

5

9. 2-Propanethiol

8
7
9
10

10. 1-Propanethiol
11. 2-Methyl-2-propanethiol

13 14

12. 2-Methyl-1-propanethiol
13. 1-Methyl-1-propnaethiol

11 12

14. 1-Butanethiol

3

クロマトグラム提供 : OI Analytical
2

4

6

8

10
12
Time (min)www.agilent.com/chem/GC:jp

14

16

18
GCPE020591

エネルギーおよび燃料アプリケーション

メルカプタンカラム :GS-GasPro
113-4332
30 m x 0.32 mm

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

キャリアガス : ヘリウム、25 cm/s

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

オーブン :

175 °C で 2 分間
10 °C/min で 175～260 °C

シール :金メッキシール、18740-20885

注入 :

スプリット
スプリット流量 80 mL/min

検出器 :

FID

サンプル :

31

1. Ethyl mercaptan
2. 2-Propyl mercaptan2

0.2 mL

3. 1-Propyl mercaptan
4. 2-Methyl-2-propyl mercaptan
5. 2-Methyl-1propyl mercaptan
5

6. 1-Methyl-1-propyl mercaptan

64

7. 1-Butyl mercaptan

78

8. 1-Pentyl mercaptan
90

9. 1-Hexyl mercaptan

9Time (min)

GCPE021

天然ガス中の硫黄化合物 - 合成混合物
カラム :

HP-1
19091Z-205
50 m x 0.20 mm、0.50 µm

推奨消耗品

キャリアガス : ヘリウム
オーブン :

35 °C で 10 分間
7 °C/min で 35～300 °C

注入 :スプリット、スプリット比 100:1

検出器 :

FPD

サンプル :

0.5 mL

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

シール :金メッキシール、18740-20885

34
12

7

5

11 12

89

13

16

10

14
15

1. Hydrogen sulfide

9. Isobutyl mercaptan

2. Methyl mercaptan

10. n-Butyl mercaptan

3. Ethyl mercaptan

11. tert-Amyl mercaptan

4. Dimethyl sulfide

12. Isoamyl mercaptan

5. Isopropyl mercaptan

13. n-Amyl mercaptan

6. tert-Butyl mercaptan

14. n-Hexyl mercaptan

7. n-Propyl mercaptan

15. tert-Dibutyl disulfide

8. Thiophene and sec-butyl mercaptan

16. n-Octyl mercaptan

630 minGCPE022592

エネルギーおよび燃料アプリケーション

ナフサ中の硫黄化合物
カラム :HP-PONA
19091S-001
50 m x 0.20 mm、0.50 µm

キャリアガス : ヘリウム、26 cm/s
オーブン :

2

1

4

3

1. Thiophene

35 °C で 15 分間
8 °C/min で 35～70 °C
15 °C/min で 70～130 °C

注入 :スプリット、スプリット比 400:1

検出器 :

FPD

サンプル :

3 µL

2. Methyl thiophenes
3. Ethyl and dimethyl thiophenes
4. Benzothiophene

42 minGCPE023

芳香族化合物分析 – ASTM D16 対象化合物
カラム :HP-INNOWax
19091N-216
60 m x 0.32 mm、0.50 µm

1. Heptane

12. m-Xylene

2. Cyclohexane

13. Cumene

3. Octane

14. Dodecane

4. Nonane

15. o-Xylene

5. Benzene

16. Propylbenzene

6. Decane

17. p-Ethyltoluene

7. Toluene

18. m-Ethyltoluene

8. 1,4-Dioxane

19. tert-Butylbenzene

9. Undecane

20. sec-Butylbenzene

10. Ethylbenzene

21. Styrene

11. p-Xylene

22. Tridecane

キャリアガス : ヘリウム、20 psi、定圧モード
オーブン :

注入 :検出器 :75 °C で 10 分間
3 °C/min で 75～100 °C
10 °C/min で 100～145 °C

12
3

スプリット、250 °C
スプリット比 100:1～400:1

4

FID、250 °C

23. Diethylbenzene isomer

5 6

データ採取 20 Hz

7910111225 26
13 1415 16 18 19 20 21 22 24
17
23

24. Diethylbenzene isomer27

25. n-Butylbenzene
26. α-Methylstyrene

8

2.5

5.0

27. Phenylacetylene

7.5

10.0

12.5
15.0
Time (min)

17.5

20.0

22.5
GCPE024

芳香族化合物分析 – エチルベンゼン不純物
カラム :HP-INNOWax
19091N-216
60 m x 0.32 mm、0.50 µm

キャリアガス : ヘリウム、20 psi、定圧モード
オーブン :

注入 :検出器 :1. Benzene
2. Toluene

4

3. Undecane
1

4. Ethylbenzene
2

75 °C で 10 分間
3 °C/min で 75～100 °C
10 °C/min で 100～145 °C

5. p-Xylene

5

6. m-Xylene
7. Isopropylbenzene

6
7 8

スプリット、250 °C
スプリット比 100:1～400:1

3

9 11
10

8. o-Xylene
12

9. n-Propylbenzene
13

10. p-Ethyltoluene

14

12. s-Butylbenzene

11. m-Ethyltoluene

FID、250 °C
データ採取 20 Hz

13. Diethylbenzene
14. Diethylbenzene
5.0

7.5

10.0

12.5
Time (min)

15.0

17.5

20.0
GCPE025www.agilent.com/chem/GC:jp593

エネルギーおよび燃料アプリケーション

p-キシレン中の不純物 – ASTM D3798
カラム :HP-INNOWax
19091N-216
60 m x 0.32 mm、0.50 µm

キャリアガス : ヘリウム、32 cm/s、19.9 psi (60 °C)、
2.5 mL/min 定流量
オーブン :

注入 :検出器 :サンプル :

60 °C で 1 分間
4 °C/min で 60～92 °C
92 °C で 4.5 分間
20 °C/min で 92～220 °C
220 °C で 5 分間

1. Non-aromatic hydrocarbon

4

2. Toluene
5

3. Ethylbenzene
4. p-Xylene

4

スプリット、220 °C
スプリット比 100:1

5. m-Xylene
6. o-Xylene

53

FID、270 °C
1

0.5 µL

6

3

原液、99 %+

2

0

10

5
10
Time (min)11Time (min)15

12
GCPE026

酸化エチレン合成標準試料
カラム :

推奨消耗品

HP-PLOT Q
19095P-QO4
30 m x 0.53 mm、40.00 µm

キャリアガス : ヘリウム、25 psi
オーブン :
注入 :50 °C で 2 分間
15 °C/min で 50～250 °C
スプリット、スプリット比 40:1

検出器 :

FID

サンプル :

2000 ppm v/v 試料、1 µL

1セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :汎用スプリット/スプリットレスライナ、テーパ、
ガラスウール入り、5183-4711

シール :

金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

2

1. Ethylene oxide
2. 2-Chloropropene

0

2

4

6

8

10
12
Time (min)

14

16

18

20
GCPE028594

エネルギーおよび燃料アプリケーション

C4 混合物ストリーム中の酸化物の分析
カラム :

装置 :

PoraBOND Q PT
CP7351PT
25 m x 0.32 mm、5.00 µm

1. CH4

Agilent 7890A シリーズ

3. C2H6

2. C2H4
4. MeOH

キャリアガス : ヘリウム、定流量モード、35 cm/s、45 °C

2

オーブン :

6 °C/min で 45～90 °C、15 °C/min で 90～240 °C、
240 °C で 10 分間

注入 :200 °C、スプリット比 30:1、200 µL ガスサンプリングバルブ

検出器 :FID、250 °C

サンプル :

C4 混合物中の 50～100 mg/L の酸化物

5. Mixed C3

3

6. DME8

7. EtOH
8. Mixed C4
9. MTBE5

10. ETBE
9

10

6
4
7

1
2

4

6

8

10

12

14

16

18

min

ガソリン中の含酸素化合物 (GC-OFID) -ASTM D5599
カラム :

HP-1
19091Z-236
60 m x 0.25 mm、1.00 µm

1. Water
2. Methanol

キャリアガス : ヘリウム、30 cm/s、定流量
オーブン :

3. Ethanol
4. 2-Propanol

40 °C で 6 分間
5 °C/min で 40～50 °C
50 °C で 4 分間
25 °C/min で 50～175 °C
175 °C で 5 分間

注入 :スプリット、スプリット比 150:1

検出器 :Wasson ECE OFID

サンプル :

0.5 µL

5. t-Butanol2

6. 1-Propanol
7. MTBE3

13

8. sec-Butanol
9. DIPE
10. Isobutanol

4

11. ETBE
5687

12. TAA

11 14
10 12
15

13. 1,2-Dimethoxyethane
14. 1-Butanol

9

1

0

5

15. TAME

10Time (min)www.agilent.com/chem/GC:jp

15
GCPE030595

エネルギーおよび燃料アプリケーション

燃料用変性エタノール – ASTM D5501
カラム :

HP-1
19091Z-530
100 m x 0.25 mm、0.50 µm

3

キャリアガス : ヘリウム、24 cm/s
オーブン :

2. n-Butane

15 °C で 12 分間
19 °C/min で 15～250 °C
250 °C で 20 分間

3. Ethanol
4. Isopentane

4

5. n-Pentane

注入 :スプリット、スプリット比 200:1

検出器 :FID、250 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min

サンプル :

1. Methanol

5

6. Other hydrocarbons

61

0.5 µL2

1020Time (min)

GCPE031

AFNOR メソッド #2 指定の PONA 混合物
カラム :DB-Petro128-1056
50 m x 0.20 mm、0.50 µm

キャリアガス : ヘリウム、16.7 cm/s、35 °C で測定
オーブン :

10 °C で 15 分間
1.3 °C/min で 10～70 °C
1.7 °C/min で 70～250 °C

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 200:1

検出器 :FID、250 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min

サンプル :

改質石油、0.3 µL

45
31
34

29
25, 26

37

7
9
8

6

24

14

28

38
33

17

27
32

15
36

18, 19
30

3
2
1

0

596

16
21, 22
13
11,
12
10

10

35

23

45
49
44
41-43 46
39
48
40

30

40

50

60

70
80
Time (min)

90

100

27. 2-Methylheptane

2. Propane

28. 3-Methylheptane

3. n-Butane

29. n-Octane

4. Ethanol

30. Ethylbenzene

5. Isopentane

31. m-Xylene

6. 1-Pentene

32. p-Xylene

7. 2-Methyl-1-butene

33. o-Xylene

8. n-Pentane

34. n-Nonane

9. 2-Methyl-2-butene

35. n-Propylbenzene

10. 2,2-Dimethylbutane

36. 1,3,5-Trimethylbenzene

11. 1-Cyclopentene

37. 1,2,4-Trimethylbenzene

12. Cyclopentane

38. n-Decane

13. 2,3-Dimethylbutane

39. 1,2,3-Trimethylbenzene

14. 2-Methylpentane

40. Indan

15. 3-Methylpentane

41. 1,3-Diethylbenzene

16. 2-Methyl-1-pentene

42. 1-Methyl-3-propylbenzene

17. n-Hexane

43. 1,3-Diethyl-5-ethylbenzene

18. 2.2-Dimethylpentane

44. 1.2-Diethyl-4-ethylbenzene

19. Methylcyclopentane

45. n-Undecane

20. 2,4-Dimethylpentane

46. 1,2,4,5-Tetramethylbenzene

21. Benzene

47. 1,2,3,5-Tetramethylbenzene

22. 1-Methyl-1-cyclopentene

48. Naphthalene

23. Isooctane

49. n-Dodecane

24. n-Heptane

50. 2-Methylnaphthalene

25. Toluene

51. Tetradecane

26. 2,3,3-Trimethylpentane
50

51

20

20

1. Ethane

110

120

130

140
GCPE033

エネルギーおよび燃料アプリケーション

市販ガソリン中の芳香族化合物 –ASTM メソッド D5769
カラム :

DB-1
122-1063
60 m x 0.25 mm、1.00 µm

キャリアガス : ヘリウム、35 cm/s、
50 °C で測定
オーブン :

50 °C で 1 分間
2 °C/min で 50～190 °C
190 °C で 1 分間

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 100:1

検出器 :

MSD

サンプル :

無鉛ガソリン、0.3 µL
較正用標準 : ASTM/EPA gasoline reﬁnery aromatics

1. Methyl-tert-butyl-ether (MTBE)

12. p-Xylene

23. 1.4-Diethylbenzene

2. n-Hexane

13. o-Xylene

24. n-Butylbenzene (valley)

3. Benzene-d6 (IS)

14. n-Propylbenzene

25. 1.2-Diethylbenzene

4. Benzene

15. 1-Methyl-3-ethylbenzene

26. 1,2,4,5-Tetramethylbenzene

5. Isooctane

16. 1-Methyl-4-ethylbenzene

27. 1,2,3,5-Tetramethylbenzene

6. n-Heptane

17. 1,3,5-Trimethylbenzene

28. Naphthalene-d8 (IS)7. Toluene

18. 1-Methyl-2-ethylbenzene

29. Naphthalene

8. n-Octane

19. 1,2,4-Trimethylbenzene

30. n-Dodecane

9. Ethylbenzene-d10 (IS)20. n-Decane

31. Pentamethylbenzene

10. Ethylbenzene

21. 1,2,3-Trimethylbenzene

32. 2-Methylnaphthalene

11. m-Xylene

22. Indan

33. 1-Methylnaphthalene

7
1

11

(AccuStandard M-GRA-CAL/IS-SET)
19
12
10

3

9

28

13

15
16

4

23 24

2
5
14

6

0

5

10

17
18

8

15

21
22

25

20

25

30
35
Time (min)

29

27
26

20

40

45

30

32
31 33

50

55

60
GCPE034

模擬蒸留
カラム :

DB-2887
125-2814
10 m x 0.53 mm、3.00 µm

推奨消耗品

キャリアガス : ヘリウム、7 mL/min
オーブン :

15 °C/min で 35～350 °C

注入 :

ダイレクト

検出器 :

FID
窒素メークアップガス、

セプタム :

ノンスティックブリード/温度最適化 (BTO) セプタム、11 mm、50 個、5183-4757

ライナ :ダイレクトコネクト、デュアルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、G1544-80700

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

30 mL/min
12

8

6
3

9
11

4
5
7

10

12

1. n-Pentane

11. n-Hexadecane

2. n-Hexane

12. n-Heptadecane

3. n-Heptane

13. n-Octadecane

4. n-Octane

14. n-Eicosane

5. n-Nonane

15. n-Tetracosane

6. n-Decane

16. n-Octacosane

7. n-Undecane

17. n-Dotriacontane

8. n-Dodecane

18. n-Hexatriacontane

9. n-Tetradecane

19. n-Tetracontane

10. n-Pentadecane
13
14

15

16

17

18

19

21 minGCPE035

www.agilent.com/chem/GC:jp597

エネルギーおよび燃料アプリケーション

リファレンスガスオイル
カラム :DB-2887
125-2814
10 m x 0.53 mm、3.00 µm

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、
5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、デュアル
テーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、G1544-80700

FID

シール :

金メッキシール、18740-20885

窒素メークアップガス、

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型
23-26s/42/HP、5181-1267

キャリアガス : ヘリウム、7 mL/min
オーブン :

15 °C/min で 35～350 °C

注入 :

ダイレクト

検出器 :

30 mL/min
21 minGCPE036

無鉛レギュラーガソリン(カリフォルニアフェーズ 1) – ノーマル GC 分析 I
カラム :DB-Petro
122-10A6
100 m x 0.25 mm、0.50 µm

キャリアガス : 水素、31 cm/s
オーブン :

35 °C で 9.5 分間
13.3 °C/min で 35～45 °C
45 °C で 11 分間
1.4 °C/min で 45～60 °C
60 °C で 11 分間
2.7 °C/min で 60～220 °C
220 °C で 3.6 分間

注入 :スプリット、スプリット比 200:1

検出器 :FID、300 °C

サンプル :

0.2 µL55～62 分の
拡大図

20

40

60

80

Time (min)

比較して
ください
無鉛レギュラーガソリン(カリフォルニアフェーズ 1) – 「ノーマル」GC ラン II
カラム :

DB-1
127-1046
40 m x 0.10 mm、0.20 µm

キャリアガス : 水素、34.8 cm/s
オーブン :

598

35 °C で 3.6 分間
36.1 °C/min で 35～45 °C
45 °C で 4.2 分間
3.9 °C/min で 45～60 °C
60 °C で 4.2 分間
6.9 °C/min で 60～220 °C
220 °C で 1.4 分間

注入 :スプリット、スプリット比 400:1

検出器 :FID、300 °C

サンプル :

0.2 µL

19～22 分の
拡大図

10

20
Time (min)30
GCPE037

エネルギーおよび燃料アプリケーション

無鉛ガソリン ASTM D5769
カラム :CP-Sil PONA CB
CP7530100 m x 0.25 mm、0.50 µm

サンプル :

0.1 µL

キャリアガス : ヘリウム、240 kPa (0.24 MPa、34 psi)
オーブン :

35 °C で 7 分間、3 °C/min で 35～250 °C

注入 :スプリット、80 mL/min

検出器 :

FID
2

3 45

8

14
9
10

17
15
7

15. 2-メチルヘキサン

2. イソブタン

16. 2,3-ジメチルペンタン

3. ブタン

17. 3-メチルヘキサン

4. 2-メチルブタン

18. tert-アミルメチルエーテル (TAME)

5. ペンタン19. 未知化合物

6. 2,2-ジメチルブタン

20. 2,2-ジメチルヘキサン

7. 2,3-ジメチルブタン

21. メチルシクロヘキサン

8. 2-メチルペンタン

22. トルエン

9. 3-メチルペンタン

23. オクタン

10. ヘキサン

24. エチルベンゼン

11. 2,2-ジメチルペンタン

25. p-キシレン

12. メチルシクロペンタン

26. m-キシレン

13. 2,4-ジメチルペンタン

27. o- キシレン

14. ベンゼン

28. ノナン

25/26
24
27

22

18

1. プロパン16

29. デカン1912

30. 1,2,3-トリメチルベンゼン

13
6

11

1

21
20

31

28

0

31. ウンデカン

29 30

23

min

58
VGC0036

ポリワックスカラム :DB-1
125-1011
15 m x 0.53 mm、0.15 µm

キャリアガス : ヘリウム、8 mL/min
オーブン :

10 °C/min で 120～360 °C

注入 :スプリット、スプリット比 500:1

検出器 :FID、300 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min

サンプル :

1. n-C20
1

3

4

2. n-C30
3. n-C40
4. n-C50
5. n-C60

2

6. n-C70

0.5 µL
3 % CS2 溶液

5650 min6.7 pA 未補正ベースライン
GCPE039www.agilent.com/chem/GC:jp599

エネルギーおよび燃料アプリケーション

ディーゼル油の分析
カラム :VF-5ht Fused Silica
CP904715 m x 0.32 mm、0.10 µm

5 6 7

8

-0.26
4

9

キャリアガス : 水素、60 kPa、0.06 MPa、8.6 psi

検出器 :

3

50 °C で 1 分間、15～180 °C、7～230 °C、30～380 °C

2
11

Volts

オーブン :

10

FID

1
12

1. C1010. C19

2. C11

11. C20

3. C12

12. C21

4. C13

13. C22

5. C14

14. C23

6. C15

15. C24

7. C16

16. C25

8. C17

17. C26

9. C1818. C27

17

13
14

18

15 16

-0.02
0

Time (min)20

VGC0033

C1～C5 炭化水素中の酸素化合物の分析
カラム :

Lowox
CP8587
10 m x 0.53 mm、10.00 µm

サンプル :

シクロヘキサン溶液、1 µL

サンプル濃度:

成分あたり 0.01 %溶媒:

シクロヘキサンキャリアガス : ヘリウム、28.8 kPa (0.0288 MPa、4.1 psi)
オーブン :

50 °C で 5 分間、10 °C/min で 50～240 °C

注入 :スプリット、T=250 °C

検出器 :1. アセトアルデヒド

11. メタノール

2. ジエチルエーテル

12. アセトン

3. エチル-tert-ブチルエーテル

13. イソバレルアルデヒド

4. メチル-tert-ブチルエーテル

14. バレルアルデヒド

5. ジイソプロピルエーテル

15. 2-ブタノン

6. プロピオンアルデヒド (プロパノール)

16. エタノール

7. tert-アミルメチルエーテル

17. 1- プロパノール

8. ジプロピルエーテル

18. 2-メチル-1-プロパノール (イソブタノール)

9. イソブチルアルデヒド

19. 2-メチル-2-プロパノール(tert-ブタノール)

10. ブチルアルデヒド

20. 1- ブタノール
4
3

FID、T=250 °C

17 18 19

7
5

1

8

15

20

16

12
6
C8

C10

C12

C14 11
10
2

0

min

9

14
13

23
VGC0035600

エネルギーおよび燃料アプリケーション

プロセスガスの分析
カラム :

装置 :

HP-PLOT Q PT
19095P-QO4PT
30 m x 0.53 mm、40.00 µm

1. CO/空気
2. メタン3. 二酸化炭素

Agilent 7890A

4. エチレン

キャリアガス : 水素、定流量モード、40 cm/s、32 °C
オーブン :
注入 :検出器 :5. エタン

32 °C で 5 分間、30 °C/min で 32～70 °C、
70 °C で 5 分間、10 °C /min で 70～160 °C

1

6. 硫化水素2

7. プロピレン

3

8. プロパン

170 °C、スプリット比 5:1、250 µL ガスサンプリングループ

9. ジエチルエーテル

TCD、250 °C

0

2.5

5

7.5

10

12.5

注入 :
検出器 :

15

11 12

17.5

12. ブタンmin

1. イソペンタン

CP-Sil PONA for ASTM D5134
CP753150 m x 0.21 mm、0.50 µm

2. ペンタン
3. シクロペンタン
4. ヘキサン5. ベンゼン

0.2 µL

6. ヘプタン

1 2

キャリアガス : ヘリウム
オーブン :

10

7 8

ASTM D5134 に基づいた石油ナフサのn-ノナンまでの精密炭化水素分析

サンプル :

11. ブチレン

5

4

6

カラム :

10. メタノール

97. トルエン
8. オクタン

35 °C で (30 分間)、2 °C/min で 35～200 °C、
200 °C で10 分間

9. エチルベンゼン

1010. p-キシレン

7

スプリット、EFC 制御、250 °C、スプリット流量 200 mL/min

11

3

9

11. m- キシレン

1214

FID、250 °C

12. o- キシレン
13. ノナン

4

14. t-ブチルベンゼン
15. 1,2,3 トリメチルベンゼン
5
6

15
8

0

13

min

120
VGC0037

www.agilent.com/chem/GC:jp601

化学工業アプリケーション

化学工業アプリケーション
アルコール
カラム :

推奨消耗品

DB-624125-1334
30 m x 0.53 mm、3.00 µm

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、

キャリアガス : ヘリウム、30 cm/s、
40 °C で測定

シール :ゴールドシールキット、5188-5367

オーブン :

40 °C で 5 分間
10 °C/min で 40～260 °C
260 °C で 3 分間

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 10:1

検出器 :5183-4647

FID、300 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min

サンプル :

各溶媒 0.01-0.05 % の CS2 溶液、1 µL

1. Methanol

27. 2-Penten-1-ol

2. Ethanol

28. 3-Methyl-2-buten-1-ol

3. Isopropanol

29. Cyclopentanol

4. tert-Butanol

30. 3-Hexanol

5. 2-Propen-1-ol (allyl alcohol)

31. 2-Hexanol

6. 1-Propanol

32. 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone

7. 2-Propyn-1-ol (propargyl alcohol)

33. Furfuryl alcohol

8. sec-Butanol

34. cis-3-Hexen-1-ol

9. 2-Methyl-3-buten-2-ol

35. 1-Hexanol

10. Isobutanol

36. cis-2-Hexen-1-ol

11. 2-Methoxyethanol (methyl cellosolve)

37. Cyclohexanol

12. 3-Buten-1-ol

38. 3-Heptanol

13. 2-Methyl-2-butanol (tert-amyl alcohol)

39. 2-Heptanol

14. 1-Butanol

40. 2-Butoxyethanol (butyl cellosolve)

15. 2-Buten-1-ol (crotyl alcohol)

41. cis-4-Hepten-1-ol

16. Ethylene glycol

42. trans-2-Hepten-1-ol

17. 1-Penten-3-ol

43. 1-Heptanol

18. 2-Pentanol

44. Benzyl alcohol

19. Glycidol

45. 2-Ethyl-1-hexanol

20. 3-Pentanol
21. 2-Ethoxyethanol (cellosolve)

46. α-Methylphenyl alcohol
47. 1-Octanol

22. Propylene glycol

48. 1-Nonanol

23. 3-Methyl-1-butanol (isoamyl alcohol)

49. 2-Phenoxyethanol

24. 2-Methyl-1-butanol (active amyl alcohol)

50. β-Ethylphenethyl alcohol

25. 4-Methyl-2-pentanol

51. β-Ethylphenethyl alcohol

26. 1-Pentanol

52. 1-Decanol

3, CS237, 3922, 29, 30

49, 50, 52

41, 42, 43
44

7, 8
1

18, 2035

26, 2716
19 24 25

31 32

38
33

46
51

45 47

48

40

15
1113 12 14 17
10
23
21
9

5

2

36

34

28

6
4

0

5

10

15
Time (min)602

20
GCIC001

化学工業アプリケーション

ハロゲン化炭化水素 I
カラム :

推奨消耗品

DB-624123-1334
30 m x 0.32 mm、1.80 µm

キャリアガス : ヘリウム、35 cm/s

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :汎用スプリット/スプリットレスライナ、テーパ、
ガラスウール入り、5183-4711

シール :ゴールドシールキット、5188-5367

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

オーブン :

35 °C で 5 分間
10 °C/min で 35～245 °C

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 50:1

検出器 :FID、300 °C

1. Pentane

窒素メークアップガス、30 mL/min

2. Iodomethane
3. 1,1-Dichloroethene
4. 1,1,2-Trichlorotriﬂuoroethane (freon 113)
5. 3-Chloropropene (allyl chloride)
6. Methylene chloride
7. 1.1-Dichloroethane
8. Chloroform
9. 1,1,1-Trichloroethane
10. 1-Chlorobutane

1

19

10
13

11. Carbon tetrachloride

23

12. 1,2-Dichloroethane16

13. 1.2-Dichloropropane
14. cis-1.2-Dichloropropene

27

15. trans-1.2-Dichloropropene
18
14

12

16. 1,1,2-Trichloroethane26

20, 21

17. 1,1,1,2-Tetrachloroethane
18. 1,2-Dibromoethane (EDB)

15

5

19. 1-Chlorohexane

24
22

7

2, 3

20. trans-1,4-Dichloro-2-butene
21. Iodoform

28

922. Hexachlorobutadiene4

23. 1,2,3-Trichloropropane

17

24. 1,1,2,2-Tetrachloroethane
86

25. Pentachloroethane
26. 1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP)

11

27. Hexachloroethane25

28. Hexachlorocyclopentadiene

0

5

10

15

20

25

Time (min)
GCIC034

www.agilent.com/chem/GC:jp603

化学工業アプリケーション

芳香族溶媒
カラム :

推奨消耗品

DB-200122-2032
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :汎用スプリット/スプリットレスライナ、テーパ、
ガラスウール入り、5183-4711

シール :ゴールドシールキット、5188-5367

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

キャリアガス : ヘリウム、31 cm/s
オーブン :

50 °C で 5 分間
10 °C/min で 50～160 °C

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 100:1

検出器 :FID、300 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min

サンプル :

1

0.5 µg/µL 標準試料
ヘキサン溶液の 0.5 µL

2
19
10

13 14 15
12
16
11

34
5

9
8

6 7

22
20

21
23

17 18

24

2

4

6

フェノール I
カラム :8Time (min)1012

14. tert - ブチルベンゼン

2. トルエン15. sec- ブチルベンゼン

3. エチルベンゼン

16. イソブチルベンゼン

4. クロロベンゼン

17. 1,3- ジクロロベンゼン

5. p- キシレン

18. 1.4- ジクロロベンゼン

6. m- キシレン

19. n- ブチルベンゼン

7. o- キシレン

20. 1.2- ジクロロベンゼン

8. スチレン21. 1,3- ジイソプロピルベンゼン
9. イソプロピルベンゼン 22. 1.4- ジイソプロピルベンゼン

25

0

1. ベンゼン10. n- プロピルベンゼン

23. 2- ニトロトルエン

11. 2- クロロトルエン

24. 3- ニトロトルエン

12. 3- クロロトルエン

25. 4- ニトロトルエン

16 13. 4- クロロトルエン

14

GCIC041

推奨消耗品

HP-5ms19091S-433
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

キャリアガス : ヘリウム、33 cm/s、定流量
オーブン :

35 °C で 5 分間
8 °C/min で 35～220 °C

注入 :スプリットレス、250 °C

検出器 :FID、300 °C

サンプル :

1 µL
20 µg/mL フェノール類の塩化メチレン溶液

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、シングルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、G1544-80730

シール :ゴールドシールキット、5188-5367

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

1. Phenol
2. 2-Chlorophenol
3. 2-Nitrophenol
4. 2,4-Dimethylphenol
5. 2,4-Dichlorophenol
4

6. 4-Chloro-3-methylphenol

1

7. 2,4,6-Trinitrophenol

6
2

5
3

8. 2,4-Dinitrophenol
7

9
8

10

9. 4-Nitrophenol

11

10. 2-Methyl-4,6-dinitrophenol
11. Pentachlorophenol

0

5

10

15
Time (min)

604

20

25
GCIC052

化学工業アプリケーション

無機ガス
カラム :

推奨消耗品

GS-GasPro
113-4332
30 m x 0.32 mm
1

キャリアガス : ヘリウム、53 cm/s
オーブン :

4

25 °C で 3 分間、
10 °C/min で 25～200 °C
200 °C で保持

注入 :

7

2

ライナ :

ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

シール :ゴールドシールキット、5188-5367

2. CO2
3. SF6

TCD、250 °C

4. COS3

5. H2S

5

サンプル :

11 mm 高性能グリーンセプタム、
5183-4759

1. Nitrogen

スプリット、200 °C
スプリット比 50:1

検出器 :セプタム :

6. Ethylene oxide

50 µL

7. SO26

013Time (min)

GCIC058

アルコール II
カラム :

推奨消耗品

DB-WAXetr
123-7354
50 m x 0.32 mm、1.00 µm

キャリアガス : ヘリウム、50 cm/s、
40 °C で測定
オーブン :

40 °C で 5 分間
10 °C/min で 40～230 °C
230 °C で 5 分間

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 5:1

検出器 :11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、

5183-4647

FID、250 °C
窒素メークアップガス、サンプル :

セプタム :

シール :ゴールドシールキット、5188-5367

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

1. Methanol

13. 2-Methyl-2-butanol (tert-amyl alcohol)

33. Furfuryl alcohol

2. Ethanol

14. 1-Butanol

34. cis-3-Hexen-1-ol

3. Isopropanol

15. 2-Buten-1-ol (crotyl alcohol)

35. cis-2-Hexen-1-ol

4. tert-Butanol

16. Ethylene glycol

36. Cyclohexanol

5. 2-Propen-1-ol (allyl alcohol)

17. 1-Penten-3-ol

37. 3-Heptanol

35 mL/min

6. 1-Propanol

18. 2-Pentanol

38. 2-Heptanol

各成分 0.15 % CS2 溶液の 1 µL

7. 2-Propyn-1-ol (propargyl alcohol)

19. Glycidol

39. 2-Butoxyethanol(butyl cellosolve)

8. sec-Butanol

20. 3-Pentanol

9. 2-Methyl-3-buten-2-ol

21. 2-Ethoxyethanol (cellosolve)

40. cis-4-Hepten-1-ol

10. Isobutanol

22. Propylene glycol

41. trans-2-Hepten-1-ol

11. 2-Methoxyethanol (methyl cellosolve)

23. 3-Methyl-1-butanol (isoamyl alcohol)

42. 1-Heptanol

12. 3-Buten-1-ol

24. 2-Methyl-1-butanol (active amyl alcohol)

43. Benzyl alcohol

38, 2723, 2435, 36

29
37

48
31

7

33
42 39 40

6, 9

8
13

1, 4

CS2

25
12
5, 18 17 30
20 14
26
10
15
21
11

28

43

22

34

49

50

47

25. 4-Methyl-2-pentanol

44. 2-Ethyl-1-hexanol

26. 1-Pentanol

45. 1-Octanol

27. 2-Penten-1-ol

46. 1-Nonanol

28. 3-Methyl-2-buten-1-ol
29. Cyclopentanol

47. 2-Phenoxyethanol
48. α-Ethylphenethyl alcohol

30. 3-Hexanol

49. β-Ethylphenethyl alcohol

31. 2-Hexanol

50. 1-Decanol

32. 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone

45
41 44

46

32
19

16

32

0

5

10

15
Time (min)20

25
GCIC002www.agilent.com/chem/GC:jp605

化学工業アプリケーション

アルコール III
カラム :HP-INNOWax
19095N-123
30 m x 0.53 mm、1.00 µm

46

1. 1-Propanol
10

2. Isobutanol

キャリアガス : ヘリウム、29 cm/s、3.0 psi (45 °C)
オーブン :

注入 :3. 3-Methyl-3-pentanol
8

45 °C で 1 分間
10 °C/min で 45～150 °C
4 mL/min 定流量

5

FID、250 °C

サンプル :

1 µL

5. 4-Methyl-2-pentanol
6. 1-Pentanol
7. 2-Ethyl-1-butanol

スプリット、250 °C
スプリット比 25:1

検出器 :4. 1-Butanol
97

8. 1-Hexanol
31

9. Cyclohexanol2

10. 1-Heptanol

0

2

4

6
Time (min)

8

10

12
GCIC003

水中のアミノアルコールの分析
カラム :CP-Sil 5 CB
CP764050 m x 0.53 mm、2.00 µm

サンプル :

0.2 µL

5

サンプル濃度 : 1 ppm
溶媒:1. 2-アミノエタノール

32

2. 1-アミノ-2-プロパノール
3. 2-(エチルアミノ)-エタノール

44. 2-アミノ-1-ブタノール

水

1

5. 5-アミノ-1-ペンタノール

キャリアガス : ヘリウム、0.7 mL/min、70 kPa (0.7 bar、9 psi)
オーブン :

10 °C/min で 65～100 °C

注入 :スプリットレス

検出器 :

MS
0

min

10

VGC0025

データ提供 : Victor Berezkin 氏および Aleksey B. Lapin 氏 (Institute of Petrochemical

Synthesis, Russian Academy of Science, Moscow, Russia)

アミンとアルコール
カラム :CP-Volamine
CP744615 m x 0.32 mm

サンプル :

0.5 µL1

1. メタノール

サンプル濃度 : 1000 ppm、オンカラムで 1 成分あたり約 5 ng
溶媒 :2. IPA

メタノール

3 4
5

キャリアガス : ヘリウム、50 kPa、55 cm/s
オーブン :

35 °C で 0.5 分間、30 °C/min で 35～240 °C

注入 :

スプリット

検出器 :

MS

606

4. MMEA (メチルモノエタノールアミン)
5. ジエタノールアミン
6. MDEA (メチルジエタノールアミン)

20

データ提供 : J. Luong, Dow Chemical Canada

3. モノエチレングリコール

6

min

7
VGC0029

化学工業アプリケーション

エタノールアミンの分析
カラム :CP-Sil 8 CB for Amines
CP759630 m x 0.32 mm、1.00 µm

サンプル濃度 : オンカラムで 1 成分あたり 5～10 ng
溶媒:

メタノール

3

1

キャリアガス : ヘリウム、50 kPa (0.5 bar、7 psi)

1. MEA (モノエタノールアミン)

2

オーブン :

60 °C で 5 分間、6 °C/min で 60～220 °C

注入 :

スプリット

検出器 :

FID
0

2. DEA (ジエタノールアミン)
3. TEA (トリエタノールアミン)

min

25
VGC0030

エトキシエタノール
カラム :

推奨消耗品

HP-FFAP
19095F-123
30 m x 0.53 mm、1.00 µm

キャリアガス : ヘリウム、10 mL/min
オーブン :

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、

5183-4647

60 °C で 1 分間
5 °C/min で 60～100 °C
10 °C/min で 100～210 °C

注入 :スプリット、スプリット比 10:1

検出器 :

TCD

シール :

金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

5

1

0

11
10

4

2

7

3

9

8

5

10
Time (min)

15

20

7

125 °C で 5 分間
15 °C/min で 125～180 °C
180 °C で 12 分間
スプリット、250 °C

検出器 :FID、250 °C

9. Formic acid

4. Water

10. Ethylene glycol/monoformate

5. 2-Ethoxyethanol

11. Ethylene glycol/monoacetate

推奨消耗品

DB-WAXetr
125-7332
30 m x 0.53 mm、1.00 µm

注入 :8. Acetic acid

3. Ethyl alcohol

GCIC004

キャリアガス : ヘリウム、37 cm/s、
40 °C で測定
オーブン :

7. Hydroxy acetate

2. Ethyl formate

6. 2-Ethoxyethyl acetate

有機酸
カラム :

1. Ethylene oxide

85セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、
5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、5183-4647

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型
23-26s/42/HP、5181-1273

6
3

9

4

2
1

1. Acetic acid6. Valeric acid (pentanoic acid)

2. Propionic acid

7. Isocaproic acid

3. Isobutyric acid

8. Caproic acid (hexanoic acid)

4. Butyric acid

9. Heptanoic acid

5. Isovaleric acid0510Time (min)15

20
GCIC005

www.agilent.com/chem/GC:jp607

化学工業アプリケーション

遊離有機酸/C4～C5 異性体
カラム :HP-INNOWax
19091N-133
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

1. Isobutyric acid
2. Butyric acid

キャリアガス : ヘリウム、42 cm/s、24 psi (120 °C)
1.8 mL/min 定流量
オーブン :

1

3

100 °C で 1 分間
2 °C/min で 110～133 °C
3 °C/min で 133～160 °C

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 40:1

検出器 :FID、300 °C

サンプル :

1 µL

3. Valerolactone2

4. 2-Methyl butyric acid4

5. Valeric acid

5
68

6. 4-Pentenoic acid9

7. trans-2-Methyl-2-butenoic acid
8. trans-3-Pentenoic acid
7

0

5

10
Time (min)9. trans-2-Pentenoic acid

15

20
GCIC006

揮発性アミンカラム :オーブン :

30 °C 定温

サンプリング:

ヘッドスペース注入 :スプリット比、10:1

検出器 :

3

DB-1
125-1035
30 m x 0.53 mm、5.00 µm

2

1. Methylamine

1

2. Dimethylamine
3. Trimethylamine

FID
窒素メークアップガス、30 mL/min
5 min
GCIC007

微量活性アミン、10 ng オンカラム
カラム :HP-5ms19091S-213
30 m x 0.32 mm、1.00 µm

キャリアガス : ヘリウム、定圧 9.79 psi
オーブン :

75 °C で 0.5 分間
10 °C/min で 75～250 °C
25 °C/min で 250～320 °C
320 °C で 5 分間

注入 :

オンカラム
オーブントラックモード

検出器 :FID、300 °C

サンプル :

各成分 0.5 µL のメタノール溶液

HP-5msブチルベンゼン

pA
100
80
60
40
20

エタノールアミン
トリエタノールアミン
0

2

4

6

8

10

12

14

16

FID 1A, (AMNCOL1000680603.D)

他社 5 % フェニルアミンカラム
pA

ブチルベンゼン

100
80
60
40
20

ノニルアミンエタノールアミン

0608

ノニルアミン

2

4

6

8Time (min)トリエタノールアミン
10

12

14

16
GCIC008

化学工業アプリケーション

第一級アミンカラム :CAM
112-2132
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

1. n-Octylamine

キャリアガス : 水素、40 cm/s
オーブン :

110 °C 定温

注入 :

スプリット

検出器 :

FID

2. n-Nonylamine

1

3. n-Decylamine
4. Benzylamine2

5. Dicyclohexylamine345

窒素メークアップガス、30 mL/min

14 minGCIC009

ポリエチレンアミン
カラム :DB-5ms122-5536
30 m x 0.25 mm、0.50 µm

キャリアガス : ヘリウム、30 cm/s、100 °C で測定
オーブン :
注入 :検出器 :100 °C で 1 分間
20 °C/min で 100～320 °C

3

2
1

スプリット、250 °C
スプリット比 50:1

4エチレンジアミン

2.

シエチレントリアミン

3.

トリエチレンテトラミン3.*

ピーク番号 3 の分鎖ピペラジン類似物

4.

テトラエチレンペンタミン

4.*

ピーク番号 4 の分鎖ピペラジン類似物

FID、300 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min

サンプル :

1.

4*

100 ng/µL の標準試料のメタノール溶液、1 µL
3*

0

2

4

6
Time (min)

4*
3*

3*

4*

8

www.agilent.com/chem/GC:jp

10

11.5
GCIC010609

化学工業アプリケーション

アミンとニトリル
カラム :DB-5ms122-5536
30 m x 0.25 mm、0.50 µm

推奨消耗品

キャリアガス : ヘリウム、22 cm/s、40 °C で測定

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、

5183-4647

オーブン :

40 °C で 1 分間
10 °C/min で 40～260 °C

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 50:1

検出器 :FID、300 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min

サンプル :

100 ng/µL 標準のメタノール溶液、1 µL

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

34
5
10 14
12

18
28

17 19
23
15,16

32

29
3
9

6

13
11

20
21, 22

25 26
24

4

33
27

36
31
37 38
30

1, 2

35

7
8

0

5

10

15
Time (min)

610

20

23
GCIC011

1. Diethylamine

20. 2-Cyanopyridine

2. Propionitrile

21. 2-Chloroaniline

3. Diisopropylamine

22. n-Nonylamine

4. Triethylamine

23. 2,4-Dimethylaniline

5. Pyridine

24. 4-Chlorobenzonitrile

6. Pyrimidine

25. 2,6-Dimethylaniline

7. Pyrazole

26. 3-Chloroaniline

8. Acrylamide

27. 4-Chloroaniline

9. Pyridazine

28. N,N-Diethylaniline

10. Aniline

29. n-Decylamine

11. 3-Bromopyridine

30. 4-Bromoaniline

12. Benzonitrile

31. 3,4-Diaminotoluene

13. 3-Cyanopyridine

32. 2,6-Diethylaniline

14. Benzylamine

33. 2-Nitroaniline

15. n-Octylamine

34. Dicyclohexylamine

16. 1-Methyl-2-pyrrolidine

35. 3,4-Dichloroaniline

17. N,N-Dimethylbenzylamine

36. 3-Nitroaniline

18. Phenylethylamine

37. 4-Nitroaniline

19. N-Benzylmethylamine

38. Diphenylaniline

化学工業アプリケーション

水中のアミンカラム :CAM
112-2132
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

2

キャリアガス : 水素、38 cm/s
オーブン :

10 °C/min で 120～220 °C

注入 :

スプリット

検出器 :

FID

1. Ethylenediamine
2. Piperazine

1
6

4

3. Diethylenetriamine
4. N-(2-Aminoethyl) piperazine
5. Aminoethylethanolamine

3

6. Triethylenetetramine (4 isomers)

窒素メークアップガス、30 mL/min

7. Tetraethylenepentamine (4 isomers)
7

5

10 minGCIC012

アルデヒドと酸
カラム :

推奨消耗品

HP-INNOWax
19091N-213
30 m x 0.32 mm、0.50 µm

キャリアガス : ヘリウム、40 cm/s、11.7 psi (60 °C)
オーブン :

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、

5183-4647

60 °C で 1 分間
10 °C/min で 60～250 °C
2.5 mL/min 定流量

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 40:1

検出器 :FID、275 °C

1. Butanal

サンプル :

0.5 µL

3. Pentanal

2. 2-Methyl butanal
4. Hexanal
5. Heptanal
6. Octanal
7. Acetic acid
8. Decanal
9. Propanoic acid
10. Isobutyric acid9

11. Butyric acid

10 11
12

12. Isoｖaleric acid13
16

13. Valeric acid17

14. Hexanoic acid2
7

15. Heptanoic acid
14

1

15

16. Octanoic acid3
5

6

17. Decanoic acid

8

4

0

5

10
Time (min)15

20
GCIC013www.agilent.com/chem/GC:jp611

化学工業アプリケーション

アルデヒドとケトン
カラム :

DB-1
123-1034
30 m x 0.32 mm、3.00 µm

カラム :DB-WAX
123-7033
30 m x 0.32 mm、0.50 µm

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、

5183-4647

キャリアガス : ヘリウム、32 cm/s、
40 °C で測定
オーブン :

40 °C で 5 分間
10 °C/min で 40～210 °C

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 100:1

検出器 :FID、300 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

DB-1
12, 1315

16, 17
18
23
24

14

30

26

11

9 10
1

20

8

4

27

21

31

28, 29

22

19
3 2

25
6
7

1. Acetaldehyde

17. Cyclopentanone

2. Acrolein

18. 2-Hexanone

3. Acetone

19. Hexanal

4. Propionaldehyde

20. Furfural

5. Isobutyraldehyde

21. 4-Heptanone

6. Methacrolein

22. 3-Heptanone

7. Butyraldehyde

23. 2-Heptanone

8. 2-Butanone (MEK)

24. Cyclohexanone

9. Crotonaldehyde

25. Heptanal

10. 3-Methyl-2-butanone

26. Benzaldehyde

11. 2-Pentanone

27. Octyl aldehyde

12. 3-Pentanone

28. o-Tolualdehyde

13. Valeraldehyde (pentanal)

29. m-Tolualdehyde

14. 4-Methyl-2-pentanone (MIBK)

30. p-Tolualdehyde

15. 2-Methyl-3-pentanone

31. Nonyl aldehyde

16. 3-Hexanone

5

0

5

10
Time (min)

15

20

22

DB-1 を使用すると、全体的に良好な分離能が得られます。
DB-WAX を使用すると o- および m-トルアルデヒドの分離が改善されます。

DB-WAX11, 12, 13
24

23

18, 19

30

20

17

15 14
21
9
8
1

16

22

25

31

27
26

29

10

3 2 6

4

28

7

5

0

612

2

4

6

8

10
12
Time (min)

14

16

18

20
GCIC014

化学工業アプリケーション

ホルムアルデヒド (誘導体化なし)
カラム :DB-WAX
123-7033
30 m x 0.32 mm、0.50 µm

2

キャリアガス : ヘリウム、36 cm/s、
35 °C で測定
オーブン :

35 °C 定温

注入 :スプリット、200 °C
スプリット比 100:1

検出器 :FID、300 °C

1

1. Formaldehyde
2. Methanol* Formaldehyde by-products

窒素メークアップガス、30 mL/min

*
*
0

2

4

6

8

10

Time (min)

GCIC015

ホルムアルデヒド-DNPH 誘導体
カラム :

推奨消耗品

DB-1
123-1012
15 m x 0.32 mm、0.25 µm

キャリアガス : ヘリウム、35 cm/s、
150 °C で測定
オーブン :

20 °C/min で 150～250 °C

注入 :スプリット、300 °C
スプリット比 100:1

検出器 :ECD、375 °C

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :汎用スプリット/スプリットレスライナ、テーパ、
ガラスウール入り、5183-4711

シール :

金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

窒素メークアップガス、35 mL/min

1

1. Formaldehyde-DNPH

0

1

2Time (min)3

www.agilent.com/chem/GC:jp

4
GCIC016613

化学工業アプリケーション

PFBHA 誘導体
カラム :

DB-1
123-1012
15 m x 0.32 mm、0.25 µm

1

キャリアガス : ヘリウム、40 cm/s、
60 °C で測定
1. Formaldehyde-PFBHA

オーブン :

10 °C/min で 60～100 °C

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 100:1

検出器 :FID、375 °C
窒素メークアップガス、35 mL/min

0

1

2Time (min)3

4
GCIC017芳香族化合物 I
カラム :

DB-1
125-1034
30 m x 0.53 mm、3.00 µm

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

キャリアガス : ヘリウム、30 cm/s、
40 °C で測定

ライナ :汎用スプリット/スプリットレスライナ、テーパ、
ガラスウール入り、5183-4711

オーブン :

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

40 °C で 5 分間
10 °C/min で 40～260 °C

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 10:1

検出器 :FID、300 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min

1

12, 13, 14, 15 18, 19, 20

30, 31

6, 7

22, 23
21

CS2
3

4 5

2

8

17
9
16
1011

24
25

28, 29
26
36
27
35 37
32
34 38

1. Benzene

23. Isobutylbenzene

2. Fluorobenzene

24. sec-Butylbenzene

3. Toluene

25. 1,2,3-Trimethylbenzene (hemimellitene)

4. Chlorobenzene

26. 1,2-Dichlorobenzene

5. Ethylbenzene

27. Iodobenzene

6. m-Xylene

28. Styrene oxide

7. p-Xylene

29. Butylbenzene

8. Styrene

30. 4-Chlorostyrene

9. o-Xylene

31. Nitrobenzene

10. Isopropylbenzene (cumene)

32. 4-tert-Butyltoluene

11. Bromobenzene

33. 1,3,5-Trichlorobenzene

12. Propylbenzene

34. 2-Nitrotoluene

13. 2-Chlorotoluene

35. 1,3-Diisopropylbenzene

14. 3-Chlorotoluene

36. 1,4-Diisopropylbenzene

15. 4-Chlorotoluene

37. 1,2,4-Trichlorobenzene

16. 1,3,5-Trimethylbenzene (mesitylene)
17. α-Methylstyrene

38. 3-Nitrotoluene

18. tert-Butylbenzene

40. 1,2,3-Trichlorobenzene

19. 1,2,4-Trimethylbenzene (pseudocumene)

41. 1-Chloro-4-nitrobenzene

20. 4-Methylstyrene

42. 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene

21. 1,3-Dichlorobenzene

43. Pentachlorobenzene

22. 1,4-Dichlorobenzene

39
33

41 40
42

0

5

10

15

20

43

25

Time (min)
GCIC018614

39. 4-Nitrotoluene

化学工業アプリケーション

芳香族化合物 II
カラム :

推奨消耗品

DB-WAX
125-7032
30 m x 0.53 mm、1.00 µm

キャリアガス : ヘリウム、30 cm/s、40 °C で測定
オーブン :

40 °C で 5 分間
10 °C/min で 40～230 °C
230 °C で 7 分間

注入 :セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :汎用スプリット/スプリットレスライナ、テーパ、
ガラスウール入り、5183-4711

シール :

金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

スプリット、250 °C
スプリット比 10:1

検出器 :1. Benzene
2. Fluorobenzene

FID、300 °C

3. Toluene

窒素メークアップガス、30 mL/min

4. Chlorobenzene
5. Ethylbenzene
6. m-Xylene
7. p-Xylene
8. Styrene
9. o-Xylene
10. Isopropylbenzene (cumene)
11. Bromobenzene
12. Propylbenzene
13. 2-Chlorotoluene

拡大図は下記を参照

14. 3-Chlorotoluene
15. 4-Chlorotoluene

30, 33

16. 1,3,5-Trimethylbenzene (mesitylene)
1
21
36
57

CS2

17. α-Methylstyrene
26 27

18. tert-Butylbenzene

31 33 3437

19. 1,2,4-Trimethylbenzene (pseudocumene)6

20. 4-Methylstyrene

3

21. 1,3-Dichlorobenzene

39
22

22. 1,4-Dichlorobenzene

2

23. Isobutylbenzene

4140

24. sec-Butylbenzene

42
43

25. 1,2,3-Trimethylbenzene (hemimellitene)28

26. 1,2-Dichlorobenzene
27. Iodobenzene
0

5

10

15
Time (min)20

28. Styrene oxide (peak not shown)25

29. Butylbenzene
30. 4-Chlorostyrene
31. Nitrobenzene
32. 4-tert-Butyltoluene

31, 3314, 15 17, 32
16 8
9
6
5 7

23

12 4

24

19

35
11 20

29
13

25

33. 1,3,5-Trichlorobenzene
34. 2-Nitrotoluene

21
26

36

35. 1,3-Diisopropylbenzene

27

36. 1,4-Diisopropylbenzene

18

37. 1,2,4-Trichlorobenzene

10

38. 3-Nitrotoluene
22

39. 4-Nitrotoluene
40. 1,2,3-Trichlorobenzene
41. 1-Chloro-4-nitrobenzene
42. 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
43. Pentachlorobenzene

10

15

18

Time (min)
GCIC019www.agilent.com/chem/GC:jp615

化学工業アプリケーション

スチレン中の不純物
カラム :

推奨消耗品

DB-WAXetr
123-7363
60 m x 0.32 mm、0.50 µm

キャリアガス : ヘリウム、29.4 cm/s、70 °C で測定

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、

5183-4647

オーブン :

80 °C 定温シール :金メッキシール、18740-20885

注入 :スプリット、230 °C
スプリット比 150:1

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

検出器 :FID、240 °C

3

11

9

1. Benzene
2. Toluene
3. Ethylbenzene
4. p-Xylene
10

5. m-Xylene

6

6. Isopropylbenzene
7. o-Xylene
8. n-Propylbenzene
9. Styrene
81510. α-Methylstyrene

74

11. Heptane (IS)

2

0

10

20

30

Time (min)

GCIC020

エチルベンゼン中の不純物
カラム :HP-INNOWax
19091N-216
60 m x 0.32 mm、0.50 µm

キャリアガス : ヘリウム、32 cm/s、19.9 psi (60 °C)
2.5 mL/min 定流量
オーブン :

注入 :1. Hydrocarbon

60 °C で 1 分間
4 °C/min で 60～92 °C
92 °C で 4.5 分間
20 °C/min で 92～220 °C
スプリット、220 °C
スプリット比 100:1
ASTM メソッド D5060

検出器 :FID、270 °C

サンプル :

0.5 µL
原液、99%+

4

3. Toluene
4. Ethylbenzene
5. p-Xylene
6. m-Xylene
7. Cumene6

8. o-Xylene

1

9. Propylbenzene

6
5
3
1
2

5

10. Styrene

7
8
9 10

1

10
0

616

2. Benzene

4

10Time (min)1511Time (min)
GCIC021

化学工業アプリケーション

ポリスチレンの熱分解生成物
カラム :Ultra 1
19091A-105
50 m x 0.20 mm、0.33 µm

1. Propylene
2. Propane
3. 1-Butene

キャリアガス : ヘリウム、30 psi、12 mL/min

4. Butene
7

6

オーブン :
注入 :スプリット、280 °C
スプリット比 30:1
パイロライザ 600 °C

検出器 :FID、300 °C

サンプル :

5. Pentane

125 °C/min で 0～280 °C

6. Toluene
7. Styrene
8. C2H5-C(Ph) = CH2
9. C4H9-CH2CH2-Ph
13
10
2

100 mg3

0

11. C4H9-CH=C(Ph)CH3
12. Styrene dimer

9

1 4

8

5

13. Styrene trimer

11

10

20

10. C4H9-C(Ph) = CH2

30
40Time (min)50

60
GCIC023エステル I
カラム :

推奨消耗品

DB-1
125-1034
30 m x 0.53 mm、3.00 µm

キャリアガス : ヘリウム、30 cm/s、
40 °C で測定

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :汎用スプリット/スプリットレスライナ、テーパ、
ガラスウール入り、5183-4711

シール :

金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

オーブン :

40 °C で 5 分間
10 °C/min で 40～260 °C

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 10:1

1. Methyl formate

13. sec-Butyl acetate

検出器 :FID、300 °C

2. Ethyl formate

14. Isobutyl acetate

窒素メークアップガス、30 mL/min

3. Methyl acetate

15. Propyl propionate

4. Vinyl acetate

16. Butyl acetate

5. Ethyl acetate

17. Isoamyl acetate

6. Propyl formate

18. Amyl acetate

4, CS2

22
21

10

5
1

0

67

23

5

11
9 12 1314

24

23

17

1516
18

19

8
20

10
Time (min)15

7. Methyl propionate

19. 2-Ethoxyethyl acetate

8. Isopropyl acetate

20. 2-Methylbutyl acetate

9. Ethyl acrylate

21. Methyl benzoate

10. tert-Butyl acetate

22. Benzyl acetate

11. Ethyl propionate

23. Ethyl benzoate

12. Propyl acetate

24. Propyl benzoate

20
GCIC024www.agilent.com/chem/GC:jp617

化学工業アプリケーション

エステル II
カラム :

推奨消耗品

DB-624125-1334
30 m x 0.53 mm、3.00 µm

キャリアガス : ヘリウム、30 cm/s、
40 °C で測定

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :汎用スプリット/スプリットレスライナ、テーパ、
ガラスウール入り、5183-4711

シール :

金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

オーブン :

40 °C で 5 分間
10 °C/min で 40～260 °C
260 °C で 3 分間

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 10:1

1. Methyl formate

13. sec-Butyl acetate

検出器 :FID、300 °C

2. Ethyl formate

14. Isobutyl acetate

窒素メークアップガス、30 mL/min

3. Methyl acetate

15. Propyl propionate

4. Vinyl acetate

16. Butyl acetate

2, CS2

22
21

24

23

9, 10
18, 19
5
11
12

8

67

17

1516
13 14

20

5. Ethyl acetate

17. Isoamyl acetate

6. Propyl formate

18. Amyl acetate

7. Methyl propionate

19. 2-Ethoxyethyl acetate

8. Isopropyl acetate

20. 2-Methylbutyl acetate

9. Ethyl acrylate

21. Methyl benzoate

10. tert-Butyl acetate

22. Benzyl acetate

11. Ethyl propionate

23. Ethyl benzoate

12. Propyl acetate

24. Propyl benzoate

1
3

0

4

5

10

15

20

Time (min)

GCIC025エステル III
カラム :

推奨消耗品

HP-INNOWax
19095N-123
30 m x 0.53 mm、1.00 µm

キャリアガス : ヘリウム、29 cm/s、3.0 psi (45 °C)
4 mL/min 定流量
オーブン :

45 °C で 1 分間
5 °C/min で 45～200 °C

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 25:1

検出器 :FID、250 °C

サンプル :

1 µL

3

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :汎用スプリット/スプリットレスライナ、テーパ、
ガラスウール入り、5183-4711

シール :

金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

962

セプタム :

4
5

15
8

1

11

13

10 12

7

14

16

17

19

618

5

10

15
Time (min)20

11. Propyl caproate

2. Propyl acetate

12. Methyl decanoate

3. Ethyl butyrate

13. Butyl caproate

4. Propyl propionate

14. Methyl dodecanoate

5. Propyl butyrate

15. Butyl heptanoate

6. Ethyl valerate

16. Methyl tetradecanoate

7. Butyl propionate

17. Methyl hexadecanoate

8. Propyl valerate

18. Methyl octadecanoate

9. Ethyl caproate

19. Methyl eicosenoate

10. Butyl valerate

180

1. Ethyl propionate

25
GCIC026

化学工業アプリケーション

エーテル
カラム :

推奨消耗品

DB-624125-1334
30 m x 0.53 mm、3.00 µm

キャリアガス : ヘリウム、30 cm/s、
40 °C で測定
オーブン :

40 °C で 5 分間
10 °C/min で 40～260 °C
260 °C で 3 分間

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 10:1

検出器 :FID、300 °C

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :汎用スプリット/スプリットレスライナ、テーパ、
ガラスウール入り、5183-4711

シール :

金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

窒素メークアップガス、30 mL/min
8
24
CS2
15
17
14
1, 2, 35

10
76 9 4

0

12
11

21

22

13
19
20 18
16

23

10

20

1. Furan

13. Diglyme (diethylene glycol dimethyl ether)

2. Ethyl vinyl ether

14. Propyl ether

3. Ethyl ether

15. Allyl ether

4. 1,3-Dioxalane

16. 1,4-Dioxane

5. Methyl-tert-butyl ether (MTBE)

17. Butyl ethyl ether

6. Allyl ethyl ether

18. Epichlorohydrin

7. Isopropyl ether

19. Tetrahydropyran

8. Tetrahydrofuran (THF)

20. Acetal (acetaldehyde diethyl acetal)

9. tert-Amyl methyl ether

21. Butyl ether

10. Butyl methyl ether

22. Pentyl ether

11. Glyme (propylene glycol dimethyl ether)

23. Triglyme (triethylene glycol dimethyl ether)

12. tert-Amyl methyl ether

24. Benzyl ether

30

Time (min)
GCIC027

グリコール I
カラム :DB-WAX
124-7032
30 m x 0.45 mm、0.85 µm

推奨消耗品

キャリアガス : ヘリウム、35 cm/s、
50 °C で測定
オーブン :

50 °C で 2 分間
10 °C/min で 50～220 °C

注入 :メガボアダイレクト、250 °C

検出器 :FID、280 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min

サンプル :

1 µL

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :汎用スプリット/スプリットレスライナ、テーパ、
ガラスウール入り、5183-4711

シール :

金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

14

12
9

7
5

13

3, 4 6 15

16

10,18

17

8
2

19

1

5

10

15
Time (min)11. Dipropylene glycol

2. Ethylene glycol monoethyl ether

12. 1,5-Pentandiol

3. 1,3-Propandiol

13. 1,6-Hexandiol

4. 1,2-Propandiol (propylene glycol)

14. 1,7-Heptandiol

5. 2,3-Butandiol

15. Diethylene glycol monobutyl ether

6. 1,3-Butandiol

16. 1,8-Octandiol

7. Ethylene glycol monobutyl ether

17. 1,9-Nonandiol

8. Diethylene glycol monomethyl ether

18. Ethylene glycol

9. 1,4-Butandiol

19. 1,10-Decandiol

10. Diethylene glycol monoethyl ether

110

1. Ethylene glycol monomethyl ether

20

25
GCIC028

www.agilent.com/chem/GC:jp619

化学工業アプリケーション

グリコール II
カラム :

推奨消耗品

DB-624125-1334
30 m x 0.53 mm、3.00 µm

キャリアガス : ヘリウム、30 cm/s、
40 °C で測定
オーブン :

40 °C で 5 分間
10 °C/min で 40～260 °C
260 °C で 3 分間

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 10:1

検出器 :FID、300 °C

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、デュアルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、G1544-80700

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

窒素メークアップガス、30 mL/min
EtOH

6, 7

9

1, 2
4

18
19
10
3

13

8

5

15

11

5

10

3. Ethylene glycol

14. Diethylene glycol monoethyl ether

4. Diglyme

15. 1,5-Pentanediol

5. Ethylene glycol monoethyl ether

16. 1,6-Hexanediol

6. 1.3-Propanediol

17. Diethylene glycol monobutyl ether

7. 1,2-Propanediol (propylene glycol)

18. Triglyme

8. 2.3-Butanediol

19. 1,7-Heptanediol

9. 1,3-Butanediol

20. 1,8-Octanediol

10. Ethylene glycol monobutyl ether

21. 1,9-Nonanediol

11. 1.4-Butanediol

22. 1,10-Decanediol

16
20

0

12. Diethylene glycol monomethyl ether
13. Diethylene glycol

17

14
12

1. Ethylene glycol monomethyl ether
2. Glyme

15
Time (min)

20

21

22

25
GCIC029

グリコール III
カラム :

DB-1
124-1032
30 m x 0.45 mm、1.27 µm

推奨消耗品

キャリアガス : ヘリウム、35 cm/s、
50 °C で測定
オーブン :

50 °C で 2 分間
10 °C/min で 50～260 °C

注入 :スプリット、250 °C

検出器 :FID、280 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min

サンプル :

1 µL

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、デュアルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、G1544-80700

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

14, 15

1. Ethylene glycol monomethyl ether

8, 9
7
1

13

2
5

16

10
11

3, 4

12

6

17

19

12. 1,5-Pentanediol

3. 1.3-Propanediol

13. 1,6-Hexanediol

4. 1,2-Propanediol

14. 1,7-Heptanediol

5. 2.3-Butanediol

15. Diethylene glycol monobutyl ether

6. 1,3-Butanediol

16. 1,8-Octanediol

7. Ethylene glycol monobutyl ether

17. 1,9-Nonanediol

8. Diethylene glycol monomethyl ether

18. Ethylene glycol

9. 1.4-Butanediol

19. 1,10-Decanediol

10. Diethylene glycol monoethyl ether
18

0

620

5

10
Time (min)15

11. Dipropylene glycol

2. Ethylene glycol monoethyl ether

20
GCIC030

化学工業アプリケーション

トリエチレングリコールと不純物
カラム :

推奨消耗品

DB-1
124-1032
30 m x 0.45 mm、1.27 µm

キャリアガス : ヘリウム、35 cm/s、
50 °C で測定
オーブン :

170 °C 定温

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 50:1

検出器 :FID、280 °C

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、

5183-4647
シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

3

窒素メークアップガス、30 mL/min
サンプル :

0.5 µL

1. Ethylene glycol
2. Diethylene glycol
3. Triethylene glycol

1

2

0

2

4

6
Time (min)8

www.agilent.com/chem/GC:jp

10

12
GCIC031621

化学工業アプリケーション

グリコール/ジオール
カラム :

HP-1
19095Z-023
30 m x 0.53 mm、0.88 µm

1

3

2

キャリアガス : ヘリウム
オーブン :

50 °C で 3 分間
8 °C/min で 50～180 °C

注入 :1. Ethylene glycol
2. 1,3-ブタンジオール
3. Ethylene glycol phenyl ether

オンカラム

検出器 :

FID、250 °C

サンプル :

1 µL

4. 1,7-Hepatanediol
5. 1,9-Nonanediol
4

6. 1,10-Decanediol
5
6

20 minGCIC033

ハロゲン化炭化水素 II
カラム :

DB-1
123-1034
30 m x 0.32 mm、3.00 µm

推奨消耗品

キャリアガス : ヘリウム、35 cm/s、35 °C で測定
オーブン :

35 °C で 5 分間
10 °C/min で 35～245 °C
245 °C で 2 分間

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 100:1

検出器 :FID、300 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min

サンプル :

ペンタン溶液33, 342

38
16, 25

7, 13, 17146, 915, 2224

35

12, 2318, 19

27

28

37
29

3, 4
8

5

20

30
26

31

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :汎用スプリット/スプリットレスライナ、テーパ、
ガラスウール入り、5183-4711

シール :

金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

1. 1,1,2-Trichlorotriﬂuoroethane (freon 113)

20. Iodoform

2. 1,1-Dichloroethene

21. cis-1,3-Dichloropropene

3. Bromoethane (ethyl bromide)

22. Dibromomethane

4. Iodomethane

23. Bromodichloromethane

5. 3-Chloropropene (allyl chloride)

24. 1.3-Dichloropropane

6. 1-Chlorobutane

25. 1,1-Dichloropropane

7. 2.2-Dichloropropane

26. trans-1,3-Dichloropropene

8. trans-1,2-Dichloroethene

27. 1,1,2-Trichloroethane

9. 1,1,1-Trichloroethane

28. 1,2-Dibromoethane (EDB)

10. Carbon tetrachloride

29. 1,1,1,2-Tetrachloroethane

11. Methylene chloride

30. Pentachloroethane

12. Trichloroethene

31. Hexachloroethane

13. Chloroform

32. Bromoform

14. Tetrachloroethene

33. trans-1,4-Dichloro-2-butene

15. 1.2-Dichloropropane

34. 1,2,3-Trichloropropane

16. 1-Chlorohexane

35. Hexachlorobutadiene

17. Bromochloromethane

36. 1,1,2,2-Tetrachloroethane

18. 1.1-Dichloroethane

37. 1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP)

19. 1,2-Dichloroethane

38. Hexachlorocyclopentadiene

32

11
1

36

セプタム :

1028 minGCIC035622

化学工業アプリケーション

塩素化イソオクタン
カラム :

推奨消耗品

HP-INNOWax
19091N-136
60 m x 0.25 mm、0.25 µm

キャリアガス : ヘリウム、33 cm/s、35.7 psi (80 °C) 2 mL/min

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :汎用スプリット/スプリットレスライナ、テーパ、
ガラスウール入り、5183-4711

オーブン :

80 °C 定温シール :金メッキシール、18740-20885

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 150:1

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

検出器 :FID、300 °C

サンプル :

モノクロロ体の異性体、0.5 µL

42
3

1. 1-Chloro isooctane
2. 4-Chloromethyl 2,2'-dimethyl pentane
3. 3-Chloro isooctane
1

3

4

5

4. 4-Chloro isooctane

6Time (min)7
GCIC036

溶媒 I
カラム :

DB-WAXetr
125-7332
30 m x 0.53 mm、1.00 µm

推奨消耗品

キャリアガス : ヘリウム、30 cm/s、
40 °C で測定
オーブン :

40 °C で 5 分間
5 °C/min で 40～140 °C

注入 :スプリット、250 °C

検出器 :FID、250 °C

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :汎用スプリット/スプリットレスライナ、テーパ、
ガラスウール入り、5183-4711

シール :

金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

1, 2
14

3

12

4, 5
7

29

19
24 25

8
20

6
10, 11
9

13

15

23
21

16 17
18

28

30

27

22

1. 3-Methylpentane

16. p-Xylene

2. Hexane

17. m-Xylene

3. Isooctane

18. Cumene

4. Methyl-tert-butyl ether (MTBE)

19. Dodecane

5. Heptane

20. o-Xylene

6. Cyclohexane

21. Propylbenzene

7. Octane

22. Chlorobenzene

8. Nonane

23. Mesitylene

9. Methanol

24. Styrene

10. Ethanol

25. 1,2,4-Trimethylbenzene

11. Benzene

26. Naphthalene

12. Decane

27. 4-Chlorotoluene

13. Toluene

28. 1.3-Dichlorobenzene

14. Undecane

29. 1.4-Dichlorobenzene

15. Ethylbenzene

30. 1,2-Dichlorobenzene

26

0

5

10
15
Time (min)20

25
GCIC037

www.agilent.com/chem/GC:jp623

化学工業アプリケーション

溶媒 II
カラム :

推奨消耗品

DB-WAXetr
123-7354
50 m x 0.32 mm、1.00 µm

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :汎用スプリット/スプリットレスライナ、テーパ、
ガラスウール入り、5183-4711

シール :

金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

キャリアガス : ヘリウム、41 cm/s、50 °C で測定
オーブン :

50 °C で 5 分間
10 °C/min で 50～170 °C

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 100:1

検出器 :FID、280 °C

1. Hexane
2. Isooctane
3. Acetone

窒素メークアップガス、30 mL/min

4. Ethyl formate
1

13, 14 15

2

5. Tetrahydrofuran

19

12

6. Trichloroethane

18
17
16

9

4

7. Ethyl acetate

58. Isopropyl acetate
9. Methyl ethyl ketone

108

10. Isopropyl alcohol

7

11. Methylene chloride

3

12. Benzene
13. 2-Pentanone

116

14. Methyl isobutyl ketone
15. Isobutyl acetate
16. Chloroform
17. sec-Butyl alcohol
18. Toluene
0

2

4

6
Time (min)

8

10

12

19. n-Propanol

GCIC038

溶媒 III
カラム :

推奨消耗品

DB-200122-2033
30 m x 0.25 mm、0.50 µm

キャリアガス : ヘリウム、31 cm/s

45 °C で 7 分間
20 °C/min で 45～145 °C

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 100:1

検出器 :FID、300 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min
0.5-1.0 µg/µL 標準試料の水溶液 0.5 µL

スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

11, 12, 13

6

0

13. Acetone

2. Ethanol

14. Acetonitrile

3. Ethyl ether

15. Benzene

4. Isopropanol

16. Tetrahydrofuran (THF)

5. n-Hexane

17. Trichloroethylene

6. Methylene chloride

18. n-Butanol

7. tert-Butanol

19. Ethyl acetate

17

8. n-Propanol

20. Methyl ethyl ketone (MEK)

9. Chloroform

21. Toluene

10. Cyclohexane

22. 1,4-Dioxane

11. sec-Butanol

23. Pyridine

12. n-Heptane

24. Dimethylformamide (DMF)

21

16 18
9 14

2

1. Methanol

152, 3 7 10
5
8
4

1

624

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :5183-4647

オーブン :

サンプル :

セプタム :

19

23
24

20
22

4

6
Time (min)

8

10

12
GCIC039

化学工業アプリケーション

溶媒 IV
カラム :

推奨消耗品

HP-1
19091Z-205
50 m x 0.20 mm、0.50 µm

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、

キャリアガス : ヘリウム、30 psi
オーブン :

5183-4647

5 °C/min で 70～200 °C
200 °C で 2 分間

注入 :

スプリット

検出器 :

TCD

サンプル :

1 µL

シール :

金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

1. Isopropanol
2. Methyl ethyl ketone
3. Ethyl acetate
4. n-Butyl alcohol

2

5. Ethyl cellosolve

3 4

6. Methyl isobutyl ketone
11
7

8

9

7. Toluene

12 13

8. n-Butyl acetate

514
6

9. Diacetone alcohol
10. p-Xylene

10

11. Cellosolve acetate
12. o-Xylene
13. Butyl cellosolve
14. Butyl cellosolve acetate1

25 minGCIC040

溶媒
カラム :PoraBOND Q PT
CP7348PT
25 m x 0.25 mm、3.00 µm

キャリアガス : ヘリウム、1.5 mL/min

1. メチルアルコール

20. ベンゼン

オーブン :

2. アセトアルデヒド

21. ヘキサン

3. エタノール

22. 1,4-ジオキサン

4. アセトニトリル

23. エチル-tert-ブチルエーテル

5. アセトン24. ピリジン

6. 塩化メチレン

25. N,N-ジメチルホルムアミド

7. イソプロピルアルコール26. 酢酸-n-プロピル

8. 2-プロパンアミン

27. 3-メチル-1-ブタノール

9. ギ酸エチル28. n-プロピルエーテル

10. 1-プロパノール

29. 1-ペンタノール

11. エチルエーテル

30. トルエン

12. 1-ペンテン

31. ヘプタン

13. ペンタン

32. N,N-ジメチルアセトアミド

14. tert-ブチルアルコール

33. クロロベンゼン

15. イソブチルアルデヒド

34. エチルベンゼン

16. トリクロロメタン

35. m-キシレン

17. 酢酸エチル

36. p-キシレン

18. sec-ブチルアルコール

37. o-キシレン

10 °C/min で 90～140 °C
140 °C で 5 分間
4 °C/min で 140～210 °C
210 °C で 6 分間

注入 :スプリット、250 °C、スプリット比 1:150

検出器 :MSD、280 °C トランスファライン
フルスキャン m/z 30～350

サンプル :

1 µL

34
33

37
35
36

30
34

24

6
5 7

1

16
9

10 13

17

12
8

5.00

28

32

25
19

14

31

19. 1-ブタノール

21

11
2

26

20

22 23

18
15
10.00

29
27

15.00

20.00

25.00

30.00

www.agilent.com/chem/GC:jp625

化学工業アプリケーション

有機溶媒の分析
カラム :サンプル :

1. メタン

PoraBOND Q
CP735425 m x 0.53 mm、10.00 µm

2. メタノール
3. エタノール
4. アセトニトリル
5. アセトン

5 µL

サンプル濃度 : 成分あたり 0.1 %6. ジクロロメタン

溶媒 :8. 硫化ジメチル

7. 2- プロパノール

DMSO 溶液

9. ジエチルエーテル

キャリアガス : ヘリウム、25 kPa (0.025 MPa、3.5 psi)
オーブン :

10. 1-プロパノール

100 °C で 2 分間、5 °C/min で 100～300 °C

注入 :スプリット、T=250 °C

検出器 :FID、T=250 °C

11. ペンタン

20

1

24

26

12. 2-ブタノン
13. トリクロロメタン

12, 132
3

14. テトラヒドロフラン

10

4

15. 酢酸エチル

1816. 2-メトキシエタノール

14
15 17

57

19

17. イソブタノール

2218. ブタノール

21919. ヘキサン

23
16

20. ベンゼン

25

21. トリクロロエチレン

1122. シクロヘキサン
23. 1,4-ジオキサン

824. ピリジン
25. N,N-ジメチルホルムアミド
26. ジメチルスルホキシド
0

min

27
VGC0026

含窒素系溶媒 I
カラム :

推奨消耗品

DB-1
125-1034
30 m x 0.53 mm、3.00 µm

キャリアガス : ヘリウム、30 cm/s、
40 °C で測定
オーブン :

40 °C で 5 分間
10 °C/min で 40～260 °C

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 10:1

検出器 :セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、

5183-4647
シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

1. Acetonitrile
2. Acrolein

3

FID、300 °C

3. Acrylonitrile

窒素メークアップガス、30 mL/min

4. Propionitrile

12

5. Methacrolein
6. Methacrylonitrile
9

CS 2
1

7. Triethylamine

13

8. Ethyl acrylate
9. Pyridine

7

6

11

8

10. DMF (dimethylformamide)

104

11. DMSO (dimethyl sulfoxide)
12. Benzonitrile5

13. 1-Methyl-2-pyrrolidinone
2

0

626

2

4

6

8
10
Time (min)

12

14

16

18
GCIC044

化学工業アプリケーション

含窒素系溶媒 II
カラム :

推奨消耗品

DB-624125-1334
30 m x 0.53 mm、3.00 µm

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、

キャリアガス : ヘリウム、30 cm/s、
40 °C で測定

シール :金メッキシール、18740-20885

オーブン :

40 °C で 5 分間
10 °C/min で 40～260 °C
260 °C で 3 分間

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 10:1

検出器 :FID、300 °C

4. Propionitrile

窒素メークアップガス、30 mL/min

5. Methacrolein

5183-4647

1. Acetonitrile
2. Acrolein
3. Acrylonitrile

6. Methacrylonitrile
12

7. Triethylamine
8. Ethyl acrylate

3

13

9

CS21

11

6
4
5

8

9. Pyridine
10. DMF (dimethylformamide)10

11. DMSO (dimethyl sulfoxide)7

12. Benzonitrile
13. 1-Methyl-2-pyrrolidinone

2

0

5

10
Time (min)15

20
GCIC045

アクリレート不純物 I
カラム :

推奨消耗品

DB-200125-2032
30 m x 0.53 mm、1.00 µm

キャリアガス : ヘリウム、34.5 cm/s、
35 °C で測定
オーブン :

35 °C で 5 分間、
10 °C/min で 35～200 °C

注入 :スプリット、230 °C
スプリット比 10:1

検出器 :FID、250 °C

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、

5183-4647
シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

1. Methanol
2. Ethanol

16メチルアクリレート不純物

3. Methyl acetate

エチルアクリレート不純物

4. Ethyl acetate

ブチルアクリレート不純物

5. Methyl acrylate
6. Methyl propionate
7. Isobutanol
8. Butanol

2

9. Ethyl acrylate

5

10. Ethyl propionate

11
9

3 4

11. Methyl methacrylate
12. Isopropyl acrylate

10

13. Isobutyl acetate8

14. Butyl acetate

13

7

16

14 15 17

18
19

12
0

5
Time (min)15. Isobutyl acrylate
16. Dibutyl ether
17. Isobutyl propionate
18. Butyl acrylate
19. Butyl propionate

10
GCIC046

www.agilent.com/chem/GC:jp627

化学工業アプリケーション

アクリレート不純物 II
カラム :

推奨消耗品

DB-1701125-0732
30 m x 0.53 mm、1.00 µm

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、

キャリアガス : ヘリウム、36.8 cm/s、
35 °C で測定

シール :金メッキシール、18740-20885

オーブン :

35 °C で 5 分間、
10 °C/min で 35～200 °C

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

注入 :スプリット、230 °C
スプリット比 10:1

検出器 :5183-4647

1. Methanol
2. Ethanol

FID、250 °C

3. Methyl acetate
4. Ethyl acetate
5. Methyl acrylate

1

10 11
2

6

メチルアクリレート不純物

6. Methyl propionate

エチルアクリレート不純物

7. Isobutanol
8. Butanol

ブチルアクリレート不純物

9. Ethyl acrylate
10. Ethyl propionate

9

11. Methyl methacrylate

8

12. Isopropyl acrylate5

13. Isobutyl acetate3

14. Butyl acetate

13
4

15

15. Isobutyl acrylate

1718

17. Isobutyl propionate

16

7

14

16. Dibutyl ether

19

18. Butyl acrylate
19. Butyl propionate

1205Time (min)10
GCIC047

アクリレートカラム :HP-FFAP
19095F-121
10 m x 0.53 mm、1.00 µm

キャリアガス : 水素
オーブン :

35 °C で 1 分間
10 °C/min で 35～60 °C
15 °C/min で 60～160 °C

1. Methyl methacrylate
2. Ethyl methacrylate
5

3. sec-Butyl methacrylate

7

注入 :
検出器 :
サンプル :

オンカラム

4. Allyl acrylate
6FID

5. n-Butyl acrylate
6. Hexyl methacrylate

4

2

1 µL

8

7. Cyclohexyl methacrylate31

8. Hydroxypropyl acrylate

99. Unknown

11 minGCIC048628

化学工業アプリケーション

アニリン
カラム :

推奨消耗品

DB-35ms
128-3822
25 m x 0.20 mm、0.33 µm

キャリアガス : ヘリウム、35 cm/s、
50 °C で測定
オーブン :

50 °C で 2 分間
20 °C/min で 50～340 °C
340 °C で 10 分間

注入 :スプリットレス、280 °C
0.50 分のパージ時間

検出器 :11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリットレス、シングルテーパ、不活性処理済、内径 4 mm、5181-3316
シール :

金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

1. o-Toluidine
2. 4-Chloroaniline

FID、320 °C

3. 2-Methoxy-5-methylaniline

10

窒素メークアップガス、30 mL/min
サンプル :

セプタム :

4. 2,4,5-Trimethylaniline

1
11

4

1 µL、

12

5. 4-Chloro-2-methylaniline
6. 2,4-Diaminotoluene

5

一成分あたりオンカラムで 5 ng

2

7. 2,4-Diaminoanisole

3

8

6

8. 2-Aminonaphthalene
9. 2-Methyl-5-nitroaniline
10. 4,4'-Oxydianiline

9
10
11 13
12
7

14

11. 4,4'-Methylenedianiline
12. Benzidine

15
16
17

13. 2-Aminoazotoluene
14. o-Tolidine
15. 4,4'-Thiodianiline
16. 3,3'-Dimethoxybenzidine

0

5

10
Time (min)

置換アニリン
カラム :

15

20

17. 3,3'-Dichlorobenzidine

GCIC050推奨消耗品

DB-5ms122-5536
30 m x 0.25 mm、0.50 µm

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリットレス、シングルテーパ、不活性処理済、内径 4 mm、5181-3316

キャリアガス : ヘリウム、33.3 cm/s、
150 °C で測定

シール :金メッキシール、18740-20885

オーブン :

40 °C で 5 分間
12 °C/min で 40～290 °C
290 °C で 10 分間

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

注入 :スプリットレス、250 °C
30 秒のパージ時間

m/z

検出器 :

MSD、トランスファーライン 325 °C

サンプル :

25 ng/µL 標準試料の 1 µL
3
10
5
2

6

4

8

13

7

1

11

14

12

16
17

9

10

12

14

16

18
Time (min)

15

20

22

18

24 25
GCIC051

1. Aniline

93

2. 2-Chloroaniline

127

3. 2,6-Dimethylaniline

121

4. 3-Chloroaniline

127

5. 4-Chloroaniline

127

6. 4-Bromoaniline

171

7. 2-Nitroaniline

138

8. 3,4-Dichloroaniline

161

9. 3-Nitroaniline

65

10. 2,4,5-Trichloroaniline

195

11. 4-Chloro-2-nitroaniline

172

12. 4-Nitroaniline

138

13. 2-Chloro-4-nitroaniline

172

14. 2,6-Dichloro-4-nitroaniline

176

15. 2-Chloro-4,6-dinitroaniline

217

16. 2,6-Dibromo-4-nitroaniline

266

17. 2,4-Dinitroaniline

183

18. 2-Bromo-4,6-dinitroaniline

261

www.agilent.com/chem/GC:jp629

化学工業アプリケーション

フェノール II
カラム :

推奨消耗品

DB-5ms122-5536
30 m x 0.25 mm、0.50 µm

キャリアガス : ヘリウム、22 cm/s、
100 °C で測定

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、シングルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、G1544-80730

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

オーブン :

100 °C で 1 分間
10 °C/min で 100～270 °C

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 50:1

1. Phenol

検出器 :FID、300 °C

3. o-Cresol

2. 2-Chlorophenol

窒素メークアップガス、30 mL/min
サンプル :

4. m-Cresol

1 µL、50 ng/µL 標準試料のトルエン/p-キシレン溶液、

5. p-Cresol

11

6. 2,6-Xylenol
7, 8
4, 5
3

1

7. 2.4-Xylenol
8. 2.5-Xylenol

1099. 2-Nitrophenol

13

10. 3.5-Xylenol

6

11. 2.3-Xylenol

15

14

2

12. 2,4-Dichlorophenol

1612

13. 3.4-Xylenol
14. 2,4,6-Trichlorophenol
15. 2,4-Dinitrophenol
16. 1-Naphthol

0

2

4

6

8
Time (min)

10

12

14 15
GCIC053

フェノール III
カラム :

推奨消耗品

DB-WAX
122-7032
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、

キャリアガス : 水素、43 cm/s

5183-4647

165 °C 定温

シール :金メッキシール、18740-20885

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 50:1

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

検出器 :FID、300 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min

オーブン :

1. 2,6-Xylenol
2. 2-Cresol1

3. Phenol
4. 2-Ethylphenol

11, 122

5. 2.5-Xylenol

6, 7

6. 4-Cresol3

7. 2.4-Xylenol

45

8. 3-Cresol

899. 2-Isopropylphenol

10

10. 2.3-Xylenol
13
14

11. 3.5-Xylenol
12. 4-Ethylphenol
13. 3.4-Xylenol
14. 2,3,5-Trimethylphenol

11.5 min
GCIC054630

化学工業アプリケーション

ハロカーボンカラム :GS-GasPro
113-4332
30 m x 0.32 mm

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

キャリアガス : ヘリウム、30 cm/s

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

オーブン :

130 °C で 4 分間、
10 °C/min で 130～225 °C
225 °C で保持

シール :金メッキシール、18740-20885

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 67:1

1. CH412. cis-CICH=CHCI

2. CHCIF2 (Freon 22)

13. CHCI3

FID、250 °C

3. CCI2F2 (Freon 12)

14. CCI4

4. CICF2 CF2 Cl (Freon 114)

15. CCI4

5. CHCI2 F (Freon 21)

16. CCI4

6. CCI3F (Freon 11)

17. CH3CH2I

検出器 :サンプル :

1 µL
12
10
8

3
2

4

21

9

5

22

17 1819

13
15
11

20

7
6
1

7. CF2Br2 (Freon 12B2)

18. CH2Br2

8. CH3I

19. CHCI2Br

9. CH2CI2

20. C4F9I

10. trans-CICH=CHCI

21. CHCIBr2

11. CF3CCl3 (Freon 113)

22. CH3CH2CH2I

14 16

0

16
Time (min)18
GCIC055

エチレンオキシド
カラム :DB-WAX
122-7032
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

キャリアガス : ヘリウム、1 mL/min
オーブン :

60 °C で 2 分間
16 °C/min で 60～180 °C

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 50:1

検出器 :FID、300 °C

1. Ethylene oxide
12. 2-Chloroethanol
3. Ethylene glycol (solvent: dimethylformamide)32

窒素メークアップガス、30 mL/min

データ提供 : J. Chromatogr.Sci., 28:97 [1990]
2

6
Time (min)10
GCIC056

www.agilent.com/chem/GC:jp631

化学工業アプリケーション

混合キシレン中の不純物
カラム :ASTM D2360

DB-WAXetr
123-7362
60 m x 0.32 mm、0.25 µm

61. Benzene
2. Toluene

キャリアガス : ヘリウム、20 cm/s、
145 °C で測定
オーブン :

3 45

3. Ethylbenzene

非芳香族

4. p-Xylene
5. m-Xylene

60 °C で 10 分間
5 °C/min で 60～150 °C
150 °C で 10 分間

注入 :スプリット、230 °C
スプリット比 150:1

検出器 :FID、240 °C

6. o-Xylene
7. n-Butylbenzene (IS)2

C9 芳香族 7

1
0

5

10

15
Time (min)20

25
GCIC022

キシレン異性体の高分離分析
カラム :

1

CP-Chirasil-Dex CB
CP750225 m x 0.25 mm、0.25 µm

サンプル :

0.5 µL

サンプル濃度:

10-20 %

2
6
7

1. ベンゼン2. トルエン

58

3. p-キシレン

44. m-キシレン

3

キャリアガス : ヘリウム、40 kPA、6 psi
オーブン :

80 °C で 6 分間、25 °C/min で 80～130 °C

注入 :スプリット、T = 210 °C、1:20

検出器 :FID、T=230 °C

5. エチルベンゼン
6. o-キシレン
7. スチレン
8. クメン

0min

7
VGC0031

ハロタン
カラム :

2

GS-GasPro
113-4312
15 m x 0.32 mm

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

キャリアガス : ヘリウム、45 cm/s

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

オーブン :

240 °C 定温

シール :金メッキシール、18740-20885

注入 :スプリット、200 °C
スプリット比 100:1

検出器 :FID、200 °C

サンプル :

0.2 µL

3
4
1. Nitrogen
2. Halothane
3. Diethyl ether

10

4. Acetone2
Time (min)
GCIC057632

化学工業アプリケーション

無機水素化物ガス
カラム :

HP-1
19091Z-205
50 m x 0.20 mm、0.50 µm

A-70 °C

キャリアガス : ヘリウム、35 cm/s
オーブン :

A : -70 °C 定温
B : 30 °C 定温

注入 :スプリット比 25:1

検出器 :FPD、535 nm フィルター

サンプル :

1 µL

B

1

4

30 °C

1. Arsine 0.1%
2. Phosphine 0.1%
3. Selenide 0.1%
4. Diborane 0.10 ppm
5. Tetraborane 0.10 ppm

2

6. Pentaborane 0.10 ppm
5

7. Dihydropentaborane 0.60 ppm
63
7
GCIC059

ポリマ添加剤
カラム :HP-35 (10 m のみを使用)
19091G-013
30 m x 0.32 mm、0.15 µm

350 °C
20 °C/min

1. BHT

50 °C
1 min

2. BHEB

キャリアガス : ヘリウム、6 psi (50 °C で 4 mL/min)、5 分間保持、
5 psi/min で 50 psi まで上昇 (350 °C で 21 mL/min)

3. Tinuvin P

注入 :0.5 µL、EPC オンカラム、オーブントラック

6. Irganox 1076

検出器 :

FID

4. Isonox 129
5. Irgafos 168
7. MD 1024
8. Irganox 1010

シランの高速分離
VF-200ms
CP886030 m x 0.25 mm、1.00 µm

キャリアガス : 水素、1.0 mL/min、60 kPa
オーブン :
注入 :
検出器 :

1

1. ビニルトリメチルシラン

0.006

2. ジクロロメチルシラン
3. ジクロロメタン

50 °C
スプリット、スプリット比 100:1

FID

4. トリメチルクロロシラン

4
2
Volts

カラム :

5. ペンタメチルジシロキサン

56. トリクロロメチルシラン
7. ジクロロジメチルシラン

3
6
7
0.002

0

min

4
VGC0024www.agilent.com/chem/GC:jp633

化学工業アプリケーション

硫黄ガス
カラム :

サンプル :

PoraPLOT U
CP758425 m x 0.53 mm、20.00 µm

2±100 ppm

キャリアガス : 水素
オーブン :

50 °C

注入 :

100 mL/min

検出器 :

FPD

1. 硫化水素

12. 硫化カルボニル
3. 二酸化硫黄
4. 硫化メチル
3

4

0

min

6
VGC0027アセチレン混合物質の分析
カラム :Select Al2O3
CP743250 m x 0.53 mm

サンプル濃度 : 約 100 ppm 窒素バランス、合成標準試料
キャリアガス : ヘリウム、4 psi、4 分～11 psi、0.5 psi/min、2 分
オーブン :

40 °C で 5 分間、10 °C/min で 40～160 °C、
20 °C/min で 160～200 °C、1 分間保持注入 :スプリット、60mL/min

検出器 :

FID

1. メタン
2. エタン
3. エチレン4. n-ブタン

9

5. プロパジエン
6. 1-ブテン

2

7. イソブテン

4
67

データ提供 : J. Luong 氏 (Dow Chemical Canada)

810

8. 1,2-ブタジエン
9. 1,3-ブタジエン
10. エチルアセチレン

3
1
5

0

min

12
VGC0028634法医学/毒物学および医薬品アプリケーション

法医学/毒物学および医薬品アプリケーション
メガボアで早く溶出するピークのためのDB-Select 624 UI <467>
カラム :DB-Select 624 Ultra Inert
125-0334UI
30 m x 0.53 mm x 3.00 um

キャリアガス : ヘリウム、44 cm/s (約 6 mL/min)、40 °C に設定、EPC - 定流量オーブン :

40 °C で 20 分間保持、10 °C/min で 40～170 °C

注入 :

20 Hz

検出器 :

FID、240 °C、H2 (30 mL/min)、空気 (400 mL/min)、N2 メークアップガス (35 mL/min)(定流量カラム + メークアップガス)

12

1
3

1. メタン

18. 1,1,1-トリクロロエタン

2. メタノール

19. シクロヘキサン

3. エタノール

20. 四塩化炭素

4. ジエチルエーテル

21. ベンゼン

5. 1.1-ジクロロエチレン

22. 1,2-ジクロロエタン

6. 2-プロパノール
7. アセトニトリル

23. イソオクタン (2,2,4-トリメチルペンタン)
24. 3-メチル-2-ブタノン

8. 酢酸メチル25. n-ヘプタン

9. ジクロロメタン

26. トリクロロエチレン

10. trans-1,2-ジクロロエチレン

27. メチルシクロヘキサン

11. n-ヘキサン

28. 1,4-ジオキサン

12. 1-プロパノール

29. 酢酸プロピル

13. ニトロメタン

30. 2-エトキシエタノール

14. cis-1.2-ジクロロエチレン

31. ピリジン

15. 酢酸エチル

32. トルエン

16. 2-ブタノール

33. 3-メチル-1-ブタノール

17. クロロホルム

2
6
21

7

16

8
4

10

15
11
13

24

14

9
5

2

25
26

23
22

27

31
28

18 19
17
20

4

6

30

8

10

32

29

12

www.agilent.com/chem/GC:jp

33

14

16

635

法医学/毒物学および医薬品アプリケーション

ベンゾジアゼピン I
カラム :DB-5ms Ultra Inert
122-5532UI
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

キャリアガス : 水素、53 cm/s、定流量
1.6 °C で 11 分間
60 mL/min で 1.6～2.4 °C、2 分間保持
50 mL/min で 2.4～5.0 °C、9 分間保持
オーブン :

注入 :10. Temazepam

1. Medazepam

170 °C で 3.2 分間
24.7 °C/min で 170～250 °C、5.3 分間保持18.6 °C/min で 250～280 °C、4.0 分間保持50.0 °C/min で 280～325 °C、4.0 分間保持90

パルスドスプリットレス、280 °C

80pA

2. Halazepam

11. Flunitrazepam

3. Oxazepam

12. Bromazepam

4. Lorazepam

13. Prazepam

5. Diazepam

14. Lormetazepam

6. Desalkyl aurazepam

15. Nitrazepam

7. Nordazepam

16. Chlordiazepoxide

8. Clonazam

17. Clonazepam

9. Oxazopam

18. Demoxepam
19. Estazolam
20. Alprazolam

20 psi パルス圧で 0.38 分間
0.40 分で 50 mL/min パージ

1 2

21. Triazolam

15
13

70

ダイレクトコネクトライナライナ(部品番号 G1544-80730)

60

検出器 :

FID、350 °C

50

サンプル :

1 µL、5-10 ppm

7
5

8

16
19
17
20
11
12

40

6
9

30

ベンゾジアゼピンなどの薬物の分析は、非常に活性が高いため特に困難です。このため、サンプルの通るすべての経路、特にGC カラムをできるだけ不活性にする必要があります。

3

21

10
14
18

4

20

ランプ流量
Ramped Flow

10
7

8

10

9

11
12
Time (min)

13

14

15

16
BENZODIAZ

アンフェタミンと前駆体 – TMS 誘導体
カラム :

推奨消耗品

DB-5
121-5023
20 m x 0.18 mm、0.40 µm

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :汎用スプリット/スプリットレスライナ、テーパ、
ガラスウール入り、5183-4711

10 °C/min で 100～240 °C

シール :金メッキシール、18740-20885

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 100:1

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

検出器 :FID、300 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min

キャリアガス : ヘリウム、39 cm/s、100 °C で測定
オーブン :

サンプル :

1. フェニルアセトン
2. ジメチルアンフェタミン
3. アンフェタミン

各ピリジン溶液 2 µg/µL の 1 µL

4. フェンテルミン
5. メタンフェタミン
6. メチルエフェドリン
7. ニコチナミン
6

4

1

3

7

8. エフェドリン

138 9

9. フェナセチン
10. 3,4- メチレンジオキシアンフェタミン (MDA)

12

5
10

11
14

16

2

11. 3,4- メチレンジオキシメチルアンフェタミン
12. 4- メチル -2,5- ジメトキシアンフェタミン (STP)
13. フェニルエフェドリン
14. 3,4-メチレンジオキシエチルアンフェタミン (MDE、「Eve」)
15. カフェイン

15

16. ベンズフェタミン

14 minGCLS004636

法医学/毒物学および医薬品アプリケーション

バルビツール酸系催眠薬
カラム :

推奨消耗品

DB-35ms
122-3832
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリットレス、シングルテーパ、不活性処理済、内径 4 mm、

キャリアガス : ヘリウム、31 cm/s、50 °C で測定
オーブン :

注入 :検出器 :5181-3316

50 °C で 0.5 分間
25 °C/min で 50～150 °C
10 °C/min で 150～300 °C

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

スプリットレス、250 °C
30 秒のパージ時間

1. バルビタール

10. メトヘキシタール

MSD、トランスファライン 280 °C
フルスキャン m/z 40～270

2. アロバルビタール

11. セコバルビタール

3. アプロバルビタール

12. ヘキソバルビタール

4. ブタバルビタール

13. チオペンタール

5. ブテタール14. シクロペンチルバルビタール

6. ブタルビタール

15. メホバルビタール

7. アモバルビタール

16. チアミラール

8. タルブタール

17. フェノバルビタール

9. ペントバルビタール

18. アルフェナール

10
1
7
46
11
15
9
8

3

12 14

5

17
18

2

13

11

12

13

16

14
Time (min)

15

16

17
GCLS010

麻薬性鎮痛薬
カラム :

推奨消耗品

DB-5ms122-5532
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

キャリアガス : ヘリウム、31 cm/s、50 °C で測定
オーブン :

50 °C で 0.5 分間
25 °C/min で 50～150 °C
10 °C/min で 150～325 °C

注入 :スプリットレス、250 °C
30 秒のパージ時間

検出器 :MSD、トランスファライン 300 °C
フルスキャン m/z 40～380

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、シングルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、G1544-80730

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

1. デキストロメトルファン
2. コデイン2, 3

3. ジヒドロコデイン
4. ノルコデイン
5. エチルモルヒネ

1

6. モルヒネ

8

7. ノルモルヒネ
8. 6- アセチルコデイン

5

10

9
4
6

15

16

17

18
Time (min)9. 6- モノアセチルモルヒネ
10. ヘロイン

7

19

20

www.agilent.com/chem/GC:jp

21
GCLS016637

法医学/毒物学および医薬品アプリケーション

血中アルコール I (静的ヘッドスペース/スプリット)
カラム :DB-ALC1
125-9134
30 m x 0.53 mm、3.00 µm

推奨消耗品

キャリアガス : ヘリウム、80 cm/s、
40 °C で測定
オーブン :

40 °C 定温

サンプリング:

ヘッドスペース注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 10:1

検出器 :FID、300 °C
窒素メークアップガス

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

シール :金メッキシール、18740-20885

3

4

1. Methanol

23 mL/min

2. Acetaldehyde
3. Ethanol
4. Isopropanol
5. Acetone
6. 1-Propanol
1

2

5
6

0

0.5

1.0

1.5
Time (min)

2.0

2.5

3.0
GCLS023

血中アルコール II (静的ヘッドスペース/スプリット)
カラム :DB-ALC2
125-9234
30 m x 0.53 mm、2.00 µm

キャリアガス : ヘリウム、80 cm/s、
40 °C で測定
オーブン :

40 °C 定温

サンプリング:

ヘッドスペース
オーブン :
70 °C
ループ :
80 °C
トランスファライン : 90 °C
バイアル平衡化時間 : 10 分
0.20 分加圧時間 :
0.20 分
ループ注入時間 :0.05 分ループ平衡化時間 :0.1～0.2 分
注入時間 :
サンプルループサイズ : 1.0 mL

注入 :
検出器 :

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

シール :金メッキシール、18740-20885

3

4

1. Methanol
2. Acetaldehyde

スプリット、250 °C
スプリット比 10:1

3. Ethanol
4. Isopropanol
5. Acetone

FID、300 °C
窒素メークアップガス

1

23 mL/min
サンプル :

2
6

0.1 % エタノール、
0.001 % その他
0.5

638

6. 1-Propanol

5

1.0

1.5
2.0
Time (min)

2.5

3.0
GCLS024

法医学/毒物学および医薬品アプリケーション

残留溶媒、DMI 希釈液
カラム :オーブン :

サンプリング:

DB-624123-1364
60 m x 0.32 mm、1.80 µm
1 °C/min で 50～60 °C
9.2 °C/min で 60～115 °C
35 °C/min で 115～220 °C
220 °C で 6 分間保持
ヘッドスペース
プレート 140 °C
トランスファライン、
バルブ 250 °C
サンプルループ 2 mL

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 18:1

検出器 :FID、270 °C

1. メタノール
2. エタノール

12. 2- ブタノン (MEK)
13. 酢酸エチル

23. MIBK (2-ペンタノン)
24. トルエン

3. アセトン

14. 2- ブタノール

25. 1-ペンタノール

4. 2- プロパノール

15. テトラヒドロフラン

26. n,n-ジメチルホルムアミド (DMF)

5. アセトニトリル

16. シクロヘキサン

27. エチルベンゼン

6. 塩化メチレン

17. 酢酸イソプロピル

28. m,p-キシレン

7. 2-メチル-2-プロパノール (ターシャル-ブタノール) 18. 1,2-ジメトキシエタン

29. o- キシレン

19. ヘプタン

9. ヘキサン30. ジメチルスルホキシド (DMSO)
20. 1-メトキシ-2-プロパノール 31. n,n-ジメチルアセトアミド

10. 1- プロパノール

21. メチルシクロヘキサン

32. n-メチルピロリドン

11. DMI 不純物

22. 2-エトキシエタノール

33. 1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン (DMI)

8. MTBE933

窒素メークアップガス
サンプル :

8

5,000 ppm 標準試料

16

推奨消耗品
セプタム :
ライナ :

3 5
6
4
7

1

19
21

14
12

15

24

2

11 mm 高性能グリーンセプタム、
5183-4759

17

10 11

ダイレクト、内径 1.5 mm、

2.5

5.0

18

金メッキシール、18740-20885

29
30

10.0

31

22

25

12.5
Time (min)

15.0

20

7.5

27

23

18740-80200
シール :

28

13

26

32

17.5

20.0
GCLS028

Julie Kancler 氏 (Brian Wallace, Teledyne) に謝意を表します。

非誘導体化依存性薬物 – アジレント高速毒物アナライザ
カラム :DB-35ms Ultra Inert
122-3812UI
15 m x 0.25 mm、0.25 µm

キャリアガス :ヘリウム、固定圧力、35.0 psi

注入 :スプリットレス 1 µL、280 °C、総流量 56.4 mL/min、
3 mL/min スイッチドセプタムパージ、
ガスセーバオフ、0.4 分後に 50 mL/min

ライナ :サンプル :

スプリットレス、デュアルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、(p/n 5181-3315)

Agilent GC/MS 毒物チェックアウト混合液(部品番号 5190-0471)

1. アンフェタミン

9. フェンシクリジン

19. オキシコドン

2. フェンテルミン

10. メタドン

20. テマゼパム

3. メタンフェタミン

11. コカイン

21. ジアセチルモルヒネ

4. ニコチン12. SKF-525a (RTL 化合物)

22. フルニトラゼパム

5. メチレンジオキシアンフェタミン(MDA)
6. メチレンジオキシメタンフェタミン(MDMA)
7. メチレンジオキシエチルアンフェタミン

13. オキサゼパム

23. ニトラゼパム

14. テトラヒドロカンナビノール

24. クロナゼパム

15. コデイン

25. アルプラゾラム

16. ロラゼパム

26. ベラパミル

8. メペリジン

17. ジアゼパム

27. ストリキニーネ

18. ヒドロコドン

28. トラゾドン

バックフラッシュ : ポストラン：1 分、注入口 1 psi、aux EPC 75 psi
オーブン :
検出器 :CFT デバイス :9100 °C で 0.25 分間、40 °C/min で 100～345 °C、345 °C で 2.25 分間保持MSD : トランスファライン 300 °C、イオン源 300 °C
四重極 : 180 °C スキャンモード
NPD : Blos ビード 300 °C H2 3 mL/min、空気 60 mL/min、12
メークアップガスおよびカラム流量 11 mL/min
MSD と NPD の間に溶媒ベントを持つ
2 ウェイスプリッタ

10

4

1

8

12
11
15
14

7
6

16

3

5
2

17
18 21
19

22

25 26

20

24

23

27
28

13
3

4

5

6

7

8

非誘導体化依存性薬物の NPD クロマトグラムの例 (Agilent J&W DB-35ms UI カラムに 1 成分あたり 5 ng)。成分番号 12 を、デコンボリューションレポート作成
ソフトウェアデータベースのリテンションタイムロッキングに使用。

www.agilent.com/chem/GC:jp639

法医学/毒物学および医薬品アプリケーション

ベンゾジアゼピン II
カラム :DB-35ms
122-3832
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

1. Medazepam

10. Flunitrazepam

キャリアガス : ヘリウム、31 cm/s、50 °C で測定

2. Halazepam

11. Delorazepam

3. Oxazepam

12. Bromazepam

オーブン :

4. Lorazepam

13. Prazepam

5. Diazepam

14. Flurazepam

6. Demoxepam

15. Clonazepam

7. Desmethyldiazepam

16. Alprazolam

8. Clobazam

17. Triazolam

50 °C で 0.5 分間
25 °C/min で 50～150 °C
10 °C/min で 150～340 °C
340 °C で 6 分間

注入 :スプリットレス、250 °C
30 秒のパージ時間

検出器 :MSD、トランスファーライン 280 °C
フルスキャン m/z 40～400

9. Temazepam
6, 7

8

2
5

13
1
4

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリットレス、シングルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、5181-3316

シール :

金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

11

16
14

10
17

3

9
12

19

20

21

22

15

23
24
Time (min)

25

26

27

28
GCLS011

薬物スクリーニング
カラム :DB-1ms
122-0132
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

キャリアガス : ヘリウム、40 cm/s、
50 °C で測定
オーブン :

注入 :50 °C で 1.0 分間
25 °C/min で 50～125 °C
10 °C/min で 125～325 °C
325 °C で 5 分間
コールドスプリットレス
Optic II インジェクタ、10 °C/s で 50～250 °C
45 秒のパージ時間

検出器 :FID、300 °C

サンプル :

50-150 ppm 標準試料、1 µL

1. Nicotine

10. Cocaine

2. Caffeine

11. Desipramine

3. Glutethimide

12. Carbamazepine

4. Lidocaine

13. Trimipramine

5. PCP

14. Heroin

6. Phenobarbital

15. Fentanyl

7. Methadone primary metabolite

16. Ibogaine

8. Methaqualone

17. Triazolam

9. Methadone

18. LSD
8
9
4
3

5
17

7
15

1
10
13

18

12
6
11

14

2

16

8

640

10

12

14

16

18
Time (min)

20

22

24

26
GCLS002法医学/毒物学および医薬品アプリケーション

一般薬物スクリーニング
カラム :

DB-5
122-5032
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

カラム :

DB-17
122-1732
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

DB-17

DB-5

DB-17

DB-5

保持時間 保持時間

保持時間 保持時間

(min)

(min)

(min)

(min)

1. Nicotine

9.87

8.57

18. Hexobarbital

17.52

15.22

キャリアガス : 水素、41 cm/s、
80 °C で測定

2. Phenmetrazine

11.8

9.95

19. Doxylamine

17.69

15.87

3. Ibuprofen

12.06

10.64

20. Caffeine

18.05

13.11

4. Procaine

13.48

14.82

21. Chlorpheniramine

18.47

16.35

オーブン :

80 °C で 1 分間
10 °C/min で 80～280 °C
280 °C で 9 分間

5. Allobarbital

13.91

12.02

22. Methapyrilene

18.72

16.68

6. Aprobarbital

14.14

12.27

23. Thenyldiamine

18.87

16.85

7. Butabarbital

14.56

12.76

24. Phenobarbital

19.11

16.29

注入 :

スプリット、250 °C
スプリット比 40:1

8. Secobarbital

14.87

14.31

25. Bromopheniramine

19.71

17.39

9. Pentobarbital

15.41

13.73

26. Chlorcyclizine

20.75

19.13

10. Phenacetin

15.72

12.94

27. Cocaine

21.32

18.88

検出器 :

FID、300 °C

11. Amobarbital

15.87

13.43

28. Pyrrobutamine

22.79

20.89

12. Benzphetamine

16.14

14.96

29. Codeine

24.27

20.66

13. Acetaminophen

16.34

11.12

30. Diazepam

25.27

21.13

14. Hydroxyphenamate

16.47

15.31

31. Morphine

25.36

21.12

15. Dimenhydrinate

16.93

13.79

32. Hydrocodone

25.98

21.26

16. Meprobamate

17.12

14.44

33. Oxymorphone

28.27

22.21

17. Benactyzine

17.26

14.71

34. Heroin

29.32

23.14

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :汎用スプリット/スプリットレスライナ、
テーパ、ガラスウール入り、5183-4711

シール :

金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型
23-26s/42/HP、5181-1267

DB-5
9
6

18
30, 31

11
25

1

16
10 8 17
20 14
5

2 3

7

12
4

34
23

19
21

13

26

22, 24

15

28
29

27

33
32

25 min

DB-17

31

9
25

26

34

28

1

20

16 17
8

4 6
2

3

5

111314
10

12

18

19

15

2123
22
24

27

32

33

30
29

7

30 minGCLS001

www.agilent.com/chem/GC:jp641

法医学/毒物学および医薬品アプリケーション

尿中薬物スクリーニング
カラム :Ultra 219091B-115
50 m x 0.32 mm、0.52 µm

1. Amphetamine
2. Methamphetamine
3. Meperidine

キャリアガス : 水素、80 cm/s
オーブン :
注入 :検出器 :45 °C で 1.5 分間
6 °C/min で 45～300 °C

4. Phencyclidine (PCP)
5. Methadone
1 2

3

4

5

6. Proposyphene
7. Amitriptyline

スプリットレス

8. Cocaine
10

8

FID

9. Imipramine
10. Cyheptamide (ISTD)

6

11. Codeine
12. Diazepam

7
13

13. Flurazepam

11

9

12

12 minGCLS003

GC/MS による尿中の乱用薬物分析
カラム :

VF-DA
CP896412 m x 0.20 mm

サンプル :

1 µL

溶媒 :

メタノール

5

キャリアガス : ヘリウム、1.0 mL/min

1. アンフェタミン

オーブン :

2. MDA 3,4-メチレンジオキシアンフェタミン

70 °C で 1.2 分間、20 °C/min で 70～200 °C、
7 °C/min で 200～270 °C、20 °C/min で 270～320 °C

圧力 :58.7 kPa で 2.2 分間、58 kPa/min で 58.7 kPa～97 kPa、
3 kPa/min で 97 kPa～132 kPa、12 kPa/min で
132 kPa～180 kPa

注入 :スプリットレス

検出器 :MS

誘導体化 :

無水酢酸によるアセテート化

3. MDA 3,4-メチレンジオキシメタンフェタミン
4. MDMA 3,4-メチレンジオキシ-エチルアンフェタミン

45. コチニン

3

2
1

0

min

25
VGC0032642

法医学/毒物学および医薬品アプリケーション

麻酔薬
カラム :

DB-5ms EVDX
128-8522
25 m x 0.20 mm、0.33 µm

キャリアガス : ヘリウム、35 cm/s、55 °C で測定
オーブン :

注入 :検出器 :サンプル :

55 °C で 1 分間
25 °C/min で 55～130 °C
15 °C/min で 130～325 °C

1. Salicylamide
2. Benzocaine

スプリットレス、250 °C
45 秒のパージ時間

3. Lidocaine
4. Procaine

4

MSD、トランスファライン 280 °C
フルスキャン m/z 35～400

5. Nefopam
95

6. Mepivacaine
7. Tetracaine

650-100 ng/µL 標準試料メタノール溶液、1 µL

8. Butacaine
9. Dibucaine

8
3

2

推奨消耗品

7

1

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリットレス、シングルテーパ、
不活性処理済、内径 4 mm、5181-3316

シール :

金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型
23-26s/42/HP、5181-1267

6

7

8

9

10
11
12
Time (min)

13

14

15
GCLS005

抗けいれん薬カラム :DB-1
125-1032
30 m x 0.53 mm、1.50 µm

キャリアガス : ヘリウム、8 mL/min
オーブン :

160 °C で 2 分間
15 °C/min で 160～275 °C

注入 :メガボアダイレクト、250 °C

検出器 :FID、300 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min

サンプル :

100 ng/µL メタノール溶液、1 µL

1. Ethosuximide
2. Methsuximide
1

2

3. Phensuximide

10

7

5

4. N-Desmethyl methsuximide

3
4

6

5. Phenylethylmalonamide
6. Phenobarbital
7. Primidone

98. Carbamazepine

8

推奨消耗品

9. Phenytoin

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、シングルテーパ、
不活性処理済、内径 4 mm、G1544-80730

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型
23-26s/42/HP、5181-1267

10. 5-Methyl-5-phenylhydantoin

10 minGCLS006

www.agilent.com/chem/GC:jp643

法医学/毒物学および医薬品アプリケーション

抗ヒスタミン剤
カラム :DB-5
123-5032
30 m x 0.32 mm、0.25 µm

13. Thonzylamine

1. Pheniramine
2. Dimenhydrinate

14. Chlorcyclizine

推奨消耗品

3. Diphenhydramine

15. Pyrilamine

セプタム :

キャリアガス : ヘリウム、40 cm/s、55 °C で測定

4. Doxylamine

16. Triprolidine

11 mm 高性能グリーンセプタム、
5183-4759

5. Phenyltoloxamine

17. Promethazine

オーブン :

6. Tripelennamine

18. Antazoline

ライナ :7. Methapyrilene

19. Clemizole

スプリットレス、シングルテーパ、
不活性処理済、内径 4 mm、注入 :55 °C で 1 分間
30 °C/min で 55～175 °C
10 °C/min で 175～320 °C
320 °C で 1 分間
スプリットレス、250 °C
30 秒のパージ時間

5181-3316

8. Chlorpheniramine

20. Hydroxyzine

9. Cyclizine

21. Meclizine

シール :金メッキシール、18740-20885

10. Carbinoxamine

22. Cinnanzine

11. Diphenylpyraline

23. Buclizine

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型
23-26s/42/HP、5181-1267

12. Bromopheniramine

検出器 :FID、300 °C
窒素メークアップガス、30 mL/min

サンプル :

各成分 50 ng/µL メタノール溶液、1 µL

9

2, 3

1

14

6

5
4

7
11, 12
8

22

17
13 16

10

23

21
15

19
20

18

20.5 min
GCLS007

抗てんかん薬カラム :Ultra 219091B-012
25 m x 0.32 mm、0.17 µm

1 2

4

1. Ethotoin
2. PEMA
3. n-Des6

キャリアガス : ヘリウム、14 psi

4. Phenobarbital

オーブン :

15 °C/min で 100～230 °C

6. Primidone

注入 :スプリット、スプリット比 35:1

検出器 :5. Carbepoxide 10/11

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、
5183-4759

ライナ :汎用スプリット/スプリットレスラ
イナ、テーパ、ガラスウール入り、

7. Phenyltoin
5

8

NPD

8. ISTD7

35183-4711
シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型
23-26s/42/HP、5181-1267

14 minGCLS008

三環系抗精神薬
カラム :Ultra 219091B-101
12 m x 0.20 mm、0.33 µm

3

4

5

キャリアガス : 水素、106 cm/s
オーブン :

スプリット比 75:1

検出器 :

FPD

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、
5183-4759

ライナ :汎用スプリット/スプリットレスラ
イナ、テーパ、ガラスウール入り、

4. Chlorprothixene
5. Thioridazine

5183-4711

10 minGCLS009

644

推奨消耗品

2. Promethazine
3. Promazine

250 °C で 3 分間
10 °C/min で 250～290 °C
290 °C で 10 分間

注入 :1. Triflupromazine

2
1

シール :

金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型
23-26s/42/HP、5181-1267

法医学/毒物学および医薬品アプリケーション

フェンタニル
カラム :

推奨消耗品

DB-1701125-0732
30 m x 0.53 mm、1.00 µm

キャリアガス : 水素、15 mL/min

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、

5183-4647

オーブン :

270 °C 定温

シール :金メッキシール、18740-20885

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 5:1

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

検出器 :FID、300 °C

1

窒素メークアップガス、30 mL/min
サンプル :

1. Fentanyl

0.8 µL2. Sufentanyl
2

3. Carfentanyl
4. Lofentanyl
3

5. Alfentanyl

45

10 minGCLS012

トコフェロール
カラム :

推奨消耗品

DB-17ms
122-4732
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り、

キャリアガス : ヘリウム、40 cm/s、
150 °C で測定

シール :金メッキシール、18740-20885

オーブン :

300 °C で 1 分間
25 °C/min で 300～320 °C
320 °C で 4 分間

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1273

注入 :スプリット、310 °C
スプリット比 25:1

検出器 :MSD、トランスファーライン 310 °C
フルスキャン m/z 45～550

サンプル :

5183-4647

1. δ-Tocopherol
2. β-Tocopherol

4

3. γ-Tocopherol
4. α-Tocopherol
3

1-10 ng/µL イソオクタン溶液、1 µL

2

1

4

5
Time (min)6
GCLS013www.agilent.com/chem/GC:jp645

法医学/毒物学および医薬品アプリケーション

幻覚剤
カラム :

DB-17ms
122-4732
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

推奨消耗品

キャリアガス : ヘリウム、30 cm/s、50 °C で測定
オーブン :

50 °C で 0.5 分間
25 °C/min で 50～125 °C
10 °C/min で 125～255 °C
25 °C/min で 255～320 °C
320 °C で 16 分間

注入 :スプリットレス、250 °C
30 秒のパージ時間

検出器 :MSD、トランスファライン 300 °C
フルスキャン m/z 40～350

サンプル :

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、シングルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、G1544-80730

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

7

3
6
5

10-50 ng/µL 標準試料メタノール溶液、1 µL

1

1. 4-Methylaminorex

7. Diethyltryptamine

2. Mescaline

8. Bufotenine

3. Dimethyltryptamine

9. Fentanyl

4. Ketamine

10. Ibogaine

5. TCP (Tenocyclidine)

11. LSD

6. Phencyclidine (PCP)

12. Psilocin (peak not shown)

9
4

8

2

11

10

12

10

12

14

16

18

20

22
24
Time (min)

26

28

30

32

34
GCLS014

催眠鎮静薬
カラム :

推奨消耗品

DB-5ms EVDX
128-8522
25 m x 0.20 mm、0.33 µm

キャリアガス : ヘリウム、35 cm/s、55 °C で測定
オーブン :

注入 :55 °C で 1 分間
25 °C/min で 55～130 °C
15 °C/min で 130～325 °C
325 °C で 4 分間

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、シングルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、G1544-80730

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

スプリットレス、250 °C
45 秒のパージ時間

検出器 :MSD、トランスファライン 280 °C
フルスキャン m/z 35～400

サンプル :

50-100 ng/µL 標準試料メタノール溶液、1 µL

1. Ethchlorvynol
92. Ethinamate

7

3. Pyrithyldione8

4. Talbutal
5. Meprobamate

6

6. Glutethimide
7. Methaqualone21

8. Propiomazine

3

9. Haloperidol

45

10. Sulpiride

11

11. Droperidol
10

3

646

4

6

8

10

12

14
Time (min)

16

18

20

22
GCLS015

法医学/毒物学および医薬品アプリケーション

麻薬性鎮痛薬と混和物
カラム :

DB-5
123-5032
30 m x 0.32 mm、0.25 µm

1. Caffeine
2. Ketamine

キャリアガス : ヘリウム、40 cm/s、140 °C で測定
オーブン :
注入 :検出器 :3. Lidocaine
4. Procaine

12 °C/min で 140～320 °C
320 °C で 4 分間
スプリット、250 °C
スプリット比 75:1

5. Cocaine

53

6. Codeine

8
2

6
4

7. Morphine

9
7

11

10

8. 6-Acetylcodeine

1

9. Diacetylmorphone (heroin)

FID、300 °C

10. Quinine

窒素メークアップガス、30 mL/min
サンプル :

各成分 0.5 µg/µL メタノール溶液、1 µL

11. Strychnine
19 minGCLS017

市販鎮痛剤 – TMS 誘導体
カラム :

DB-5
121-5023
20 m x 0.18 mm、0.40 µm

3

1

4
6
5

キャリアガス : ヘリウム、39 cm/s、100 °C で測定
オーブン :

10 °C/min で 100～240 °C

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 100:1

検出器 :1. Nicotine
2. Unknown
3. Acetylsalicylic acid (aspirin)
7

4. Ibuprofen
5. Acetaminophen

2

6. Unknown

FID、300 °C

7. Caffeine

窒素メークアップガス、30 mL/min
サンプル :

各成分 2 µg/µL ピリジン溶液、1 µL
14 minGCLS018

メタノール中のアスピリンおよびイブプロフェン
カラム :DB-FFAP
122-3232
30 m x 0.25 mm、0.25 µm

キャリアガス : 水素、24 cm/s、180 °C で測定
オーブン :

180 °C 定温

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 50:1

検出器 :FID、300 °C

1. Aspirin
2. Ibuprofen
1

2

窒素メークアップガス、30 mL/min

4.5 min
GCLS019www.agilent.com/chem/GC:jp647

法医学/毒物学および医薬品アプリケーション

遊離ステロイド
カラム :

DB-17
122-1731
30 m x 0.25 mm、0.15 µm

キャリアガス : 水素、44 cm/s
オーブン :

260 °C 定温

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 100:1

検出器 :1. Coprostane (5-ß-cholestane)

12

2. 5-β-Androsterone
3. 5-α-Cholestane
4. Androsterone

3

5. Epiandrosterone (trans-androsterone)
45

6. 17-α-Estradiol
7. β-Estradiol

6

8. Estrone7

9. Progesterone

FID、300 °C

98

10. Cholesterol

窒素メークアップガス、

1011

11. Estriol
12. Stigmasterol

30 mL/min
サンプル :

12

1 µL
18 minGCLS020

アナボリックステロイド
カラム :

DB-1
122-1031
30 m x 0.25 mm、0.10 µm

キャリアガス : ヘリウム、40 cm/s、180 °C で測定
オーブン :

10 °C/min で 180～320 °C
320 °C で 4 分間

注入 :スプリット比 40:1

検出器 :FID、窒素メークアップガス、30 mL/min

サンプル :

各成分 0.125 µg/µL メタノール溶液、2 µL

1. Dehydroisoandrosterone (prasterone)

9. Norethandrolone

2. 5α-Androstan-17α-ol-3-one (stanolone)

10. 1-Dehydrotestosterone acetate

3. 19-Nortestosterone (nandrolone)

11. Oxymetholone

4. Mesterolone

12. 19-Nortestosterone-17-propionate

5. Testosterone

13. 4-Chlortestosterone-17-acetate (clostebol)

6. 1-Dehydrotestosterone (boldenone)

14. Stanozolol

7. 17α-Methyltestosterone

15. 1-Dehydrotestosterone benzoate

8. 1-Dehydro-17-α-methyltestosterone(methandrostenolone)

16. 19-Nortestosterone-17-decanoate
17. 1-Dehydrotestosterone undecylenate

6, 7
10, 11
1 3 5
4
2

89

12
15 16
13

17

14

18 minGCLS021648法医学/毒物学および医薬品アプリケーション

マリファナ (∆9-THC) および主要代謝物 TMS 誘導体
カラム :

推奨消耗品

DB-5
123-5032
30 m x 0.32 mm、0.25 µm

キャリアガス : ヘリウム、40 cm/s、100 °C で測定
オーブン :

100 °C で 1 分間
30 °C/min で 100～175 °C
12 °C/min で 175～295 °C

注入 :スプリットレス、250 °C
30 秒のパージ時間

検出器 :FID、300 °C

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、シングルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm、G1544-80730

シール :金メッキシール、18740-20885

シリンジ :

10 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP、5181-1267

3
12

1. ∆9-THC

窒素メークアップガス

2. L-11-ヒドロキシ-∆9-THC
3. L-9-カルボキシ-11-nor-∆9-THC

30 mL/min
サンプル :

各成分 0.1 µg/µL ピリジン溶液、1 µL

13.5 min
GCLS022

血中汚染物質 I
カラム :DB-ALC1
125-9134
30 m x 0.53 mm、3.00 µm

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

キャリアガス : ヘリウム、36 cm/s、40 °C で測定

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

オーブン :

40 °C で 5 分間
10 °C/min で 40～210 °C

シール :金メッキシール、18740-20885

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 10:1

検出器 :FID、300 °C

30

31

7*, 8, 9, 10*28, 2921, 225*
1*

23
19, 2011*

3*, 4

17, 18
2*

32
16

12
14

25

6

2

3

4

26

24

15

13

1

27

5

6

7

8
9
Time (min)

10

11

12

13

14

1. Methanol*

17. MEK (2-butanone)

2. Acetaldehyde*

18. Ethyl acetate

3. Ethanol*

19. 1,1-Trichloroethane

4. Diethyl ether

20. Carbon tetrachloride

5. Isopropyl alcohol*

21. 1-Chlorobutane

6. Methylene chloride

22. Benzene

7. Acetone*

23. 1-Butanol

8. Acetonitrile

24. Heptane

9. Ethyl formate

25. Ethylene glycol

10. t-Butyl alcohol*

26. Isoamyl alcohol

11. 1-Propanol

27. Toluene

12. MTBE

28. Isopropyl amine (not shown)

13. Hexane

29. Ethylbenzene

14. Chloroform

30. m,p-Xylene

15. sec-Butyl alcohol

31. o-Xylene

16. 2-Chlorobutane

32. DMSO15
GCLS025www.agilent.com/chem/GC:jp649

法医学/毒物学および医薬品アプリケーション

血中汚染物質 II
カラム :DB-ALC2
125-9234
30 m x 0.53 mm、2.00 µm

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム、5183-4759

キャリアガス : ヘリウム、36 cm/s、40 °C で測定

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm、18740-80200

オーブン :

40 °C で 5 分間
10 °C/min で 40～210 °C

シール :金メッキシール、18740-20885

注入 :スプリット、250 °C
スプリット比 10:1

1. Methanol*

17. MEK (2-butanone)

検出器 :FID、300 °C

2. Acetaldehyde*

18. Ethyl acetate

30

29
4

14, 21, 24, 15

7*, 9

1*

22
3*

23

17, 19, 20
11*

2*

26

16

32
6

1

2

3

25

4

5

6

7

8
9
Time (min)10

11

20. Carbon tetrachloride
21. 1-Chlorobutane

6. Methylene chloride

22. Benzene

7. Acetone*

23. 1-Butanol

8. Acetonitrile

24. Heptane

9. Ethyl formate

25. Ethylene glycol

10. t-Butyl alcohol*

26. Isoamyl alcohol

11. 1-Propanol

27. Toluene

31

27

19. 1,1-Trichloroethane

4. Diethyl ether
5. Isopropyl alcohol*

5*, 12, 13
8, 10*

3. Ethanol*

12. MTBE

28. Isopropyl amine (not shown)

13. Hexane

29. Ethylbenzene

14. Chloroform

30. m,p-Xylene

15. sec-Butyl alcohol

31. o-Xylene

16. 2-Chlorobutane

32. DMSO

28

12

13

14

15
GCLS026

残留溶媒、USP 467
カラム :DB-624125-1334
30 m x 0.53 mm、3.00 µm

1. Methanol

13. Tetrahydrofuran (THF)

2. Ethanol

14. Chloroform

3. Ethyl ether

15. sec-Butanol

40 °C で 20 分間
5 °C/min で 40～90 °C

4. Acetone

16. Cyclohexane

5. Isopropanol

17. Benzene

6. Acetonitrile

18. n-Heptane

メガボアダイレクト、250 °C
不活性処理済み 5 m フェニルメチルシラン
リテンションギャップ

7. Methylene chloride

19. Trichloroethylene

8. tert-Butanol

20. n-Butanol

キャリアガス : ヘリウム、35 cm/s、40 °C で測定
オーブン :
注入 :検出器 :FID、300 °C
窒素メークアップガス、
30 mL/min

9. n-Hexane

21. 1,4-Dioxane

10. n-Propanol

22. Pyridine

11. Methyl ethyl ketone (MEK)

23. Toluene

12. Ethyl acetate

24. Dimethylformamide (DMF)

613, 14, 15

5
4
3

8
7

2

9
11
22

12 17

1

20
18

10

16

23

24

21
19

30 minGCLS027650法医学/毒物学および医薬品アプリケーション

USP <467> でのカラム性能
カラム :DB-Select 624 Ultra Inert
123-0334UI
30 m x 0.32 mm、1.80 µm

推奨消耗品
セプタム :

キャリアガス : ヘリウム、2.2 mL/min、
定流量、40 °C

注入口ライナ :オーブン :

サンプル濃度 :1.0 mL ループ

検出器 :FID : 250 °C、H2 30 mL/min、
空気 400 mL/min、
N2 定流量カラム +メークアップガス = 30 mL/min

ウルトライナートライナ

40 °C で 20 分間、
10 °C/min で 40～240 °C、
240 °C で 5 分間

注入 :1 mm ストレートシングルテーパ、MMI、140 °C、1 µL スプリット 5:1

ノンスティックブリード/
温度最適化 (BTO) セプタム、
11 mm、50 個、5183-4757
ライナ :ライナ、GC、ウルトライ
ナート、ストレート、
内径 1 mm、5190-4047

シール :認定金メッキシールキット、ワッシャ付き、
10 個、5190-2209

38000

S/N = 6.85
1

Rs = 1.82
30000

2
4

四塩化炭素
1. 1,1-ジクロロエテン
2. 1,1,1-トリクロロエタン
3. 四塩化炭素

520000

4. ベンゼン5. 1,2-ジクロロエタン

3

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

Agilent J&W DB-Select 624UI USP <467>、30 m x 0.32 mm、1.80 µm カラムを用いて分析した、USP< 467> 規定限界値のクラス 1 溶媒標準の FID トレース

102900000

12

13

Rs = 2.13
3

1. メタノール

7

2. アセトニトリル
3. ジクロロメタン

822000000

4.5

4. trans-1,2-ジクロロエチレン

11

Rs = 4.23
5.0

14

5.5

5. cis-1,2-ジクロロエチレン
6. テトラヒドロフラン
7. シクロヘキサン
8. メチルシクロヘキサン

92-41000000

16.00

9. 1,4-ジオキサン
10. トルエン
11. クロロベンゼン

18.00

5

12. エチルベンゼン
13. m/p-キシレン

8

14. 0-キシレン

619100000
2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

Agilent J&W DB-Select 624UI USP <467>、30 m x 0.32 mm、1.80 µm カラムを用いて分析した、USP < 467> 規定限界値のクラス 2A 溶媒標準の FID トレース

www.agilent.com/chem/GC:jp651

部品番号インデックス

部品番号インデックス
0100-0057 ........................113, 131
0100-0161 .................................127
0100-0549 .................................169
0100-1324 ...................................41
0100-1325 ...................................41
0100-1326 ...................................41
0100-1331 ...................................41
0100-1332.............41, 91, 99, 105,
113, 129, 131, 136-137
0100-1342 ...................................41
0100-1344 ...................................41
0100-1365 ...................................41
0100-1375 ......................41, 85, 87
0100-1378 ...................................41
0100-1379 ...................................41
0100-1381 ...................................41
0100-1389 ...................................80
0100-1597 .................................169
0100-2138 .........................122-123
0100-2430 .........................122-123
0100-2594 ...................................53
0100-2595 ...................................53
0101-0282 ...................................480101-0299 ...................................480101-0300 ...................................480101-0301 ...................................480101-0302 ...................................480101-0303 ...................................480101-0304 ...................................480101-0355 ...................................480101-0403 ...................................480101-0532 ...................................480101-0584 ...................................47
0101-0585 ...................................47
0101-0633 ...................................480101-0636 ...................................47
0101-0637 ...................................47
0101-0638 ...................................47
0101-0639 ...................................47
0101-0666 ...................................480101-0667 ...................................480101-0946 ...................................47
0101-0947 ...................................47
0101-0948 ...................................480101-0954 ...................................480101-0955 ...................................480101-0956 ...................................480101-0957 ...................................480101-1001 ...................................480101-1472 ...................................47
0101-1473 ...................................47
03396-61010.............................1270515-0680................113, 115, 131
0515-0683 .................................114
0515-2495 ........................120, 133
0515-2712 .................................1280515-2726 ........................120, 133
0535-0071 .................................157
05890-61525...............................5005890-80660...............................49
05921-21170 .........................39-40
05970-60045.............................182
05971-20134 ....................151, 154
05971-20143 ............154-155, 157
05971-60571 ....................163, 176
05971-80103.............................16565205980-20018 ............146, 176-177
05980-60051 ....................146, 174
05988-20066 .......38, 40, 148, 172
07673-20570...............................51
07673-40180...............................50
07673-60840...............................51
0960-0897 .................................162
1000-1437.................113-115, 131
1000-1438 .................................114
112-2032 ...................................361
112-2032LTM...................361, 453
112-2112 ...................................442
112-2132 ...................................442
112-2133 ...................................442
112-2133LTM...................442, 453
112-2162 ...................................442
112-2532 ...................................411
112-2532E.................................411
112-2532LTM...................411, 453
112-2562 ...................................411
112-5432 ...................................444112-5462 ...................................444112-6632 ...................................410
112-6632LTM...................410, 453
112-8837...........................126, 405
112-8837E.................................405
112-8837LTM...................405, 460
112-8867 ...................................405
112-8867E.................................405
112-88A7...................................405
112-88A7E ................................405
113-2032 ...................................361
113-2132 ...................................442
113-2132LTM...................442, 453
113-2133 ...................................442
113-2532 ...................................411
113-2532E.................................411
113-3032 ...................................444
113-3112 ...................................437
113-3132 ...................................437
113-3133 ...................................437
113-3133LTM...................437, 458
113-3162 ...................................437
113-3432 ...................................426
113-3432E.................................426
113-3432LTM...................426, 458
113-4302 ...................................434
113-4312 ...................................434
113-4332...........................283, 434
113-4362...........................278, 434
113-5432 ...................................444
113-6632 ...................................410
113-6632LTM...................410, 453
115-2132...........................282, 442
115-2132LTM...................442, 453
115-3113 ...................................437
115-3133 ...................................437
115-3133LTM...................437, 458
115-3332 ...................................429
115-3352 ...................................429
115-3352E.................................429
115-3352PT ..............................429
115-3412 ...................................426
115-3422 ...................................426
115-3432 ...................................426
115-3432E.................................426

115-3432PT......................421, 426
115-34H2 ..................................426
115-3532 ...................................433
115-3532PT......278-279, 421, 433
115-3552 ...................................433
115-3552PT.....279, 285, 421, 433
115-4912 ...................................366
115-4912E.................................366
121-0122 ...................................295
121-0122LTM...................295, 455
121-0122UI ...............................289
121-0713 ...................................349
121-0722...........................266, 349
121-0722LTM...................349, 454
121-1012 ...................................319
121-1012E.................................319
121-1012LTM...................319, 453
121-1013 ...................................319
121-1013LTM...................319, 453
121-101A...................................319
121-101ALTM ..................319, 453
121-1022 ...................................319
121-1022E.................................319
121-1022LTM...................319, 453
121-1023 ...................................319
121-1023LTM...................319, 453
121-1043 ...................................319
121-1222 ...................................304
121-1232 ...................................304
121-1324.267, 271, 275, 284, 398
121-1324E.................................398
121-1324LTM...................398, 457
121-1324UI ..............275, 291, 397
121-1524.267, 271, 275, 284, 400
121-1524LTM...................400, 457
121-1544 ...................................400
121-1544E.................................400
121-1722 ...................................339
121-1722LTM...................339, 454
121-1723 ...................................339
121-2223 ...................................345
121-2323 ...................................342
121-3822 ...................................306
121-3822UI ...............................291
121-4722 ...................................308
121-4722LTM...................308, 454
121-5012 ...................................329
121-5012E.................................329
121-5012LTM...................329, 455
121-5013 ...................................329
121-5013LTM...................329, 455
121-5022 ...................................329
121-5022E.................................329
121-5022LTM...................329, 455
121-5023 ...................................329
121-5023LTM...................329, 455
121-5042 ...................................329
121-5522...........................126, 300
121-5522E.................................300
121-5522LTM...................300, 456
121-5522UI.......................266, 290
121-5522UILTM...............290, 457
121-5523 ...................................300
121-5523LTM...................300, 456
121-5523UI ...............................290
121-5523UILTM...............290, 457

121-5542 ...................................300
121-5621 ...................................394
121-5622 ...................................394
121-7012 ...................................352
121-7012LTM...................352, 458
121-7013LTM ...........................458
121-7022 ...................................352
121-7022LTM...................352, 458
121-7023 ...................................352
121-7023LTM...................352, 458
121-7042 ...................................352
121-7042E.................................352
121-7043 ...................................352
121-9627 ...................................390
121-9723 .........264, 276, 292, 392
122-0112 ...................................295
122-0112E.................................295
122-0112LTM...................295, 455
122-0112UI ...............................289
122-0131 ...................................295
122-0132 ..................126, 273, 295
122-0132E.................................295
122-0132LTM ...........................455
122-0132UI ...............................289
122-0132UIE .............................289
122-0162 ...................................295
122-0162UI ...............................289
122-0212 ...................................344
122-0232 ...................................344
122-0232E.................................344
122-0233...........................267, 344
122-0334UI.......................292, 416
122-0364UI.......................292, 416
122-0712 ...................................349
122-0713 ...................................349
122-0713LTM...................349, 454
122-0731 ...................................349
122-0732 .........126, 266, 268, 349
122-0732E.................................349
122-0732LTM...................349, 454
122-0733...........................274, 349
122-0733E.................................349
122-0733LTM...................349, 454
122-0761 ...................................349
122-0762 ...................................349
122-0763 ...................................349
122-0763E.................................349
122-0766 ...................................349
122-1011 ...................................319
122-1012 ...................................319
122-1012LTM...................319, 453
122-1013 ...................................319
122-1022 ...................................319
122-1022LTM...................319, 453
122-1031 ...................................319
122-1032 ...................................319
122-1032E.................................319
122-1032G ................................445
122-1032LTM...................319, 453
122-1033...........................267, 319
122-1033E.................................319
122-1033LTM...................319, 453
122-103E ...................................319
122-103ELTM...................319, 453
122-1052 ...................................319
122-1061 ...................................319

部品番号インデックス

122-1062 ...................................319
122-1063 ...................................319
122-106E ..........................278, 319
122-10A6...................................369
122-10A6E........................283, 369
122-10AE ..................................319
122-10G3...................................319
122-1111 ...................................362
122-1111E.................................362
122-1131 ...................................362
122-1131LTM ...........................455
122-1211 ...................................304
122-1211LTM...................304, 458
122-1212 ...................................304
122-1231 ...................................304
122-1232 .................267, 269, 272,282-285, 304
122-1232G ................................445
122-1232LTM...................304, 458
122-1233 ...................................304
122-1236...........................265, 304
122-1262 ...................................304
122-1332 ...................................347
122-1332E.................................347
122-1333...........................267, 347
122-1334 .........265, 269, 272, 398
122-1334E.................................398
122-1334LTM...................398, 457
122-1334UI......265, 272, 291, 397
122-1362 ...................................347
122-1363 ...................................347
122-1363E.................................347
122-1364 .................265, 267, 269,
271, 284, 398
122-1364E.................................398
122-1364UI265, 267, 275, 291,
397
122-1534 .........265, 269, 272, 400
122-1534LTM...................400, 457
122-1564 .................265, 267, 269,
271-272, 275, 284, 400
122-1564E.................................400
122-1712 ...................................339
122-1713 ...................................339
122-1713E.................................339
122-1731 ...................................339
122-1731E.................................339
122-1732 ...................................339
122-1732E.................................339
122-1732LTM...................339, 454
122-1733 ...................................339
122-1762 ...................................339
122-1801 ...................................364
122-1801LTM...................364, 454
122-1811 ...................................364
122-1831 ...................................364
122-1831LTM...................364, 454
122-1932 ...................................337
122-1962 ...................................337
122-2032 ...................................343
122-2032LTM...................343, 455
122-2033 ...................................343
122-2033LTM...................343, 455
122-2212 ...................................345
122-2212LTM...................345, 455
122-2231 ...................................345
122-2232 ...................................345
122-2232LTM...................345, 455
122-2312 ...................................342

122-2331 ...................................342
122-2332 ...................................342
122-2332E.................................342
122-2332LTM...................342, 455
122-2361 ...................................342
122-2361E.................................342
122-2362...........................285, 342
122-2362E.................................342
122-2461 ...................................396
122-2462 ...................................396
122-2912 ...................................312122-2912LTM...................312, 455
122-2932...........................283, 312
122-2932E.................................312122-2932LTM...................312, 455
122-2962 ...................................312122-3212 ...................................358
122-3232 ...................................358
122-3232E.................................358
122-3232LTM...................358, 457
122-3233 ...................................358
122-3262 ...................................358
122-3262E.................................358
122-3263 ...................................358
122-3812 ...................................306
122-3812UI ...............................291
122-3831 ...................................306
122-3832 .................265, 270, 274,
283-284, 306
122-3832E.................................306
122-3832LTM...................306, 455
122-3832UI.......................271, 291
122-3862 ...................................306
122-4711 ...................................308
122-4711LTM...................308, 454
122-4712 ...................................308
122-4712LTM...................308, 454
122-4731 ...................................308
122-4732 ..................270, 273, 308
122-4732E.................................308
122-4732LTM...................308, 454
122-4762 ...................................308
122-5002LTM ...........................456
122-5011 ...................................330
122-5012...........................283, 330
122-5012LTM...................330, 456
122-5013 ...................................330
122-501E ...................................330
122-5022 ...................................330
122-5031 ...................................330
122-5032...........................284, 330
122-5032E.................................330
122-5032LTM...................330, 456
122-5033...........................272, 330
122-5033E.................................330
122-5033LTM...................330, 456
122-503E ...................................330
122-503ELTM...................330, 456
122-5052 ...................................330
122-5061 ...................................330
122-5062 ...................................330
122-5063 ...................................330
122-506E ...................................330
122-5511 ...................................300
122-5511LTM...................300, 456
122-5512 ...................................300
122-5512LTM...................300, 456
122-5512UI.......................267, 290
122-5512UILTM...............290, 457

122-5513 ...................................300
122-5513UI ...............................290
122-5516 ...................................300
122-5522 ...................................300
122-5522LTM...................300, 456
122-5522UI ...............................290
122-5522UILTM...............290, 457
122-5531 ...................................300
122-5532..................265, 267-268,
272-274, 300
122-5532E.................................300
122-5532G ................................445
122-5532LTM...................300, 456
122-5532UI ......266, 268-271, 290
122-5532UIE .............................290
122-5532UILTM...............290, 457
122-5533..267, 273-274, 276, 300
122-5533E.................................300
122-5533G ................................445
122-5533LTM...................300, 456
122-5533UI ..............266, 274, 290
122-5533UILTM...............290, 457
122-5536...........................270, 300
122-5536E.................................300
122-5536G ................................445
122-5536UI ...............................290
122-5536UILTM...............290, 457
122-5552 ...................................300
122-5552UI ...............................290
122-5561 ...................................300
122-5562 ...................................300
122-5562E.................................300
122-5562G ................................445
122-5562UI ......270-271, 276, 290
122-5563 ...................................300
122-5563UI ...............................290
122-5631 ...................................394
122-5631G5 ..............................445
122-5632 ...................................394
122-5633 ...................................394
122-5661 ...................................394
122-5711 ...................................363
122-5711E.................................363
122-5711LTM...................363, 456
122-5731 ...................................363
122-5731LTM...................363, 456
122-6432 ...................................443
122-6462 ...................................443
122-6832...................269-270, 388
122-7012 ...................................353
122-7012E.................................353
122-7012LTM...................353, 458
122-7013...........................272, 353
122-7013LTM...................353, 458
122-7031 ...................................353
122-7032...........................278, 353
122-7032E.................................353
122-7032LTM...................353, 458
122-7033 ..................272, 276, 353
122-7033E.................................353
122-7033LTM...................353, 458
122-7061 ...................................353
122-7062 ...................................353
122-7062E.................................353
122-7063 ...................................353
122-7063E.................................353
122-7332 ...................................354
122-7332E.................................354
122-7332LTM...................354, 458

www.agilent.com/chem/GC:jp

122-7333 ...................................354
122-7362 ...................................354
122-7363 ...................................354
122-7732...................283-284, 386
122-7732LTM...................386, 454
122-96L2 ...................................390
122-9732 ..................276, 292, 392
122-9736...........................292, 392
123-0112 ...................................295
123-0112UI ...............................289
123-0131 ...................................295
123-0132 ...................................295
123-0132UI ...............................289
123-0162 ...................................295
123-0213 ...................................344
123-0232 ...................................344
123-0233 ...................................344
123-0334UI.......................292, 416
123-0364UI.......................292, 416
123-0712 ...................................349
123-0712LTM...................349, 454
123-0713 ...................................349
123-0731 ...................................349
123-0732 ...................................349
123-0732E.................................349
123-0733 ...................................349
123-0733E.................................349
123-0753 ...................................349
123-0762 ...................................349
123-0763 ...................................349
123-0763E.................................349
123-100ALTM...........................453
123-1011 ...................................320
123-1011LTM...................320, 453
123-1012 ...................................320
123-1012LTM...................320, 453
123-1013 ...................................320
123-1014 ...................................320
123-1015 ...................................320
123-1015LTM...................320, 453
123-1022...........................283, 320
123-1026 ...................................320
123-1027 ...................................320
123-102F ...................................320
123-1031 ...................................320
123-1032 ...................................320
123-1032LTM...................320, 453
123-1033...........................282, 320
123-1033E.................................320
123-1033LTM...................320, 453
123-1034 ...................................320
123-1035 ...................................320
123-1035LTM...................320, 453
123-103B...................................320
123-103BLTM ..................320, 453
123-103E..................270, 274, 320
123-103ELTM...................320, 453
123-1052 ...................................320
123-1055 ...................................320
123-1056 ...................................320
123-105C...................................320
123-105F ...................................320
123-1061 ...................................320
123-1062 ...................................320
123-1062E.................................320
123-1063 ...................................320
123-1063E.................................320
123-1064 ...................................320
123-1064E.................................320

653

部品番号インデックス

123-1065 ...................................320
123-1065E.................................320
123-106B...................................320
123-106BE ................................320
123-106E ..........................279, 320
123-106G...................................320
123-1102LTM ...........................455
123-1111 ...................................362
123-1111LTM...................362, 455
123-1131 ...................................362
123-1131E.................................362
123-1232 ...................................304
123-1236.266, 268, 270, 273, 304
123-1262 ...................................304
123-1332 ...................................347
123-1333 ...................................347
123-1334 ...................................398
123-1334E.................................398
123-1334LTM...................398, 457
123-1334UI.......................291, 397
123-1363 ...................................347
123-1364 ...................................398
123-1364E.................................398
123-1364UI ..............275, 291, 397
123-1464 ...................................402
123-1534...........................283, 400
123-1564 ...................................400
123-1632...........................284, 403
123-1711 ...................................339
123-1712 ...................................339
123-1713 ...................................339
123-1730 ..................266, 282, 388
123-1730LTM...................388, 457
123-1731 ...................................339
123-1732 ...................................339
123-1732E.................................339
123-1732LTM...................339, 454
123-1733 ...................................339
123-1733E.................................339
123-1762 ...................................339
123-1811 ...................................364
123-1831 ...................................364
123-1861 ...................................364
123-1932 ...................................337
123-1933 ...................................337
123-1933E.................................337
123-1933LTM...................337, 455
123-2032 ...................................343
123-2033 ...................................343
123-2232 ...................................345
123-2232E.................................345
123-2332 ...................................342
123-2332E.................................342
123-2362 ...................................342
123-2932 ...................................312
123-3212 ...................................358
123-3223 ...................................358
123-3232...........................281, 358
123-3232E.................................358
123-3232LTM...................358, 457
123-3233 ...................................358
123-3233LTM...................358, 457
123-3234 ...................................358
123-3234LTM...................358, 457
123-3253 ...................................358
123-3262 ...................................358
123-3263 ...................................358
123-3264 ...................................358
123-3812 ...................................306

654

123-3832...................273-274, 306
123-3832E.................................306
123-3832UI266, 268, 270, 275,
291
123-4712 ...................................308
123-4732...........................270, 308
123-4732LTM...................308, 454
123-5003LTM ...........................456
123-500E ...................................330
123-500ELTM...................330, 456
123-5011 ...................................330
123-5011LTM...................330, 456
123-5012 ...................................330
123-5012E.................................330
123-5012LTM...................330, 456
123-5013 ...................................330
123-5013E.................................330
123-5013LTM...................330, 456
123-5022 ...................................330
123-5022LTM...................330, 456
123-5026 ...................................330
123-502D...................................330
123-502F ...................................330
123-5031 ...................................330
123-5032 ...................................330
123-5032E.................................330
123-5032LTM...................330, 456
123-5033...........................282, 330
123-5033E.................................330
123-503B...................................330
123-503BLTM ..................330, 456
123-503E ...................................330
123-503ELTM...................330, 456
123-5052 ...................................330
123-5053 ...................................330
123-5056 ...................................330
123-5062 ...................................330
123-5063 ...................................330
123-5511 ...................................300
123-5512 ...................................300
123-5512LTM...................300, 456
123-5513 ...................................300
123-5513LTM...................300, 456
123-5526 ...................................300
123-5531 ...................................300
123-5532 ..................270, 273, 300
123-5532E.................................300
123-5532UI.......................275, 290
123-5532UIE .............................290
123-5533...........................276, 300
123-5533LTM...................300, 456
123-5533UI ...............................290
123-5536 ..................270, 274, 300
123-5536LTM...................300, 456
123-5536UI ...............................290
123-5561 ...................................300
123-5562 ...................................300
123-5563 ...................................300
123-5563UI ...............................290
123-5566 ...................................300
123-5631 ...................................394
123-5632 ...................................394
123-5701 ...................................363
123-5701LTM...................363, 456
123-5711 ...................................363
123-5711E.................................363
123-5731 ...................................363
123-5731E.................................363
123-6133 ...................................443

123-6412 ...................................443
123-6432 ...................................443
123-7012 ...................................353
123-7012LTM...................353, 458
123-7013 ...................................353
123-7013LTM...................353, 458
123-7031 ...................................353
123-7032 ...................................353
123-7032E.................................353
123-7032LTM...................353, 458
123-7033 ...................................353
123-7033E.................................353
123-7033LTM...................353, 458
123-7062...........................281, 353
123-7063 ...................................353
123-7063E.................................353
123-7312 ...................................354
123-7314 ...................................354
123-7332 ...................................354
123-7333 ...................................354
123-7334 ...................................354
123-7334LTM...................354, 458
123-7354 ...................................354
123-7354E.................................354
123-7362 ...................................354
123-7363 ...................................354
123-7364...........................285, 354
123-7722 ...................................386
123-7732 ...................................386
123-8232..................265-266, 268,
273, 275, 384
123-8336..................265-266, 268,
273, 275, 384
123-9134 ...................................414
123-9134LTM...................414, 457
123-9234 ...................................414
123-9234E.................................414
123-BD01..................................378
123-BD11..................................378
123-BD34..................................378
124-0034 ...................................402
124-1032 ...................................320
124-1034 ...................................320
124-1334 ..................280, 283, 398
124-1334LTM...................398, 457
124-1374...........................269, 398
124-1534...........................281, 400
124-1574...........................281, 400
124-3232...........................282, 358
124-5032 ...................................331124-5037 ...................................331124-7032 ..................280, 282, 353
125-0212...........................279, 344
125-0232 ...................................344
125-0232LTM...................344, 455
125-0334UI.......................292, 416
125-0712 ...................................349
125-0712E.................................349
125-0712LTM...................349, 454
125-0731 ...................................349
125-0732 ...................................349
125-0732E.................................349
125-0732G ................................445
125-0733 ...................................349
125-0737 ...................................349
125-0762 ...................................349
125-0762E.................................349
125-1002 ...................................321
125-1005 ...................................321

125-1005LTM...................321, 454
125-100B...................................321
125-1011 ...................................321
125-1011E.................................321
125-1011LTM...................321, 454
125-1012 ...................................321
125-1012E.................................321
125-1012LTM...................321, 454
125-1014 ...................................321
125-1015 ...................................321
125-1015LTM...................321, 454
125-1017 ...................................321
125-101J ...................................321
125-101K...................................321
125-1025 ...................................321
125-1025LTM...................321, 454
125-102J ...................................321
125-1032 ...................................321
125-1032LTM...................321, 454
125-1034...........................283, 321
125-1034E.................................321
125-1034LTM...................321, 454
125-1035 ..........278, 284-285, 321
125-1035E.................................321
125-1035LTM...................321, 454
125-1037 ...................................321
125-1039 ...................................321
125-103B...................................321
125-103J ...................................321
125-103JLTM...................321, 454
125-103K...................................321
125-103KE.................................321
125-103KLTM...................321, 454
125-1055 ...................................321
125-1062 ...................................321
125-1062E.................................321
125-1064 ...................................321
125-1065 ...................................321
125-1065E.................................321
125-106J ...................................321
125-106JE.................................321
125-10B5...................................321
125-10H5 ..................................321
125-10HB..................................321
125-10HBE................................321
125-10HBLTM .................321, 454
125-1131 ...................................362
125-1212 ...................................304
125-1232 ...................................304
125-1312 ...................................347
125-1314 ...................................398
125-1332 ...................................347
125-1333 ...................................347
125-1333LTM...................347, 454
125-1334 ..........279-280, 285, 398
125-1334E.................................398
125-1334G5 ..............................445
125-1334LTM...................398, 457
125-1334UI.......................291, 397
125-1364 ...................................398
125-1364E.................................398
125-1374...........................269, 398
125-1374E.................................398
125-1374UI.......................291, 397
125-14A4...................................402
125-1704 ...................................339
125-1711 ...................................339
125-1712 ...................................339
125-1712LTM...................339, 454

部品番号インデックス

125-1713 ...................................339
125-1713LTM...................339, 454
125-1717 ...................................339
125-1730...........................282, 388
125-1731 ...................................339
125-1732 ...................................339
125-1732E.................................339
125-1732LTM...................339, 454
125-1733 ...................................339
125-1737 ...................................339
125-1762 ...................................339
125-1912 ...................................337
125-1932 ...................................337
125-1932LTM...................337, 455
125-1937 ...................................337
125-2032 ...................................343
125-2212...........................273, 345
125-2232 ...................................345
125-2237 ...................................345
125-2312 ...................................342
125-2332 ...................................342
125-2814 ..........279-280, 283, 370
125-2814E.................................370
125-2814LTM...................370, 455
125-3212 ...................................358
125-3217 ...................................358
125-3217LTM...................358, 457
125-3231 ...................................358
125-3232 ...................................358
125-3232E.................................358
125-3233 ...................................358
125-3237 ...................................358
125-3262 ...................................358
125-32H2 ..................................358
125-3832 ...................................306
125-3837 ...................................306
125-5012...........................273, 331
125-5012E.................................331
125-5012LTM...................331, 456
125-5017 ...................................331
125-501J ...................................331
125-501K...................................331
125-5025 ...................................331
125-5032...........................282, 331
125-5032E.................................331
125-5032LTM...................331, 456
125-5034 ...................................331
125-5035 ...................................331
125-5035E.................................331
125-5035LTM...................331, 456
125-5037 ...................................331
125-503B...................................331
125-503D...................................331
125-503J ...................................331
125-503K...................................331
125-5062 ...................................331
125-5065 ...................................331
125-5065E.................................331
125-50HB..................................331
125-5512 ...................................300
125-5532 ...................................300
125-5532LTM...................300, 456
125-5537 ...................................300
125-5537G ................................445
125-553J ...................................300
125-553JLTM...................300, 456
125-6837 ..........272-273, 275, 388
125-7012 ...................................353
125-7012E.................................353

125-7017 ...................................353
125-7031 ...................................353
125-7031LTM...................353, 458
125-7032...................279-280, 353
125-7032E.................................353
125-7032LTM...................353, 458
125-7037 ...................................353
125-7062 ...................................353
125-7062E.................................353
125-7312 ...................................354
125-7314 ...................................354
125-7332 ...................................354
125-7332E.................................354
125-7333 ...................................354
125-7333LTM...................354, 458
125-7334 ...................................354
125-7334E.................................354
125-7362 ...................................354
125-7732 ...................................386
125-9134 ...................................414
125-9134E.................................414
125-9234 ...................................414
126-1012 ...................................318
126-1013 ...................................318
126-7012 ...................................352
126-7013 ...................................352
127-0112 ...................................295
127-0112LTM...................295, 455
127-0113 ...................................295
127-0122 ...................................295
127-0123 ...................................295
127-0123LTM...................295, 455
127-0722 ...................................349
127-0723 ...................................349
127-100A...................................318
127-100ALTM ..................318, 453
127-1012 ...................................318
127-1012E.................................318
127-1013 ...................................318
127-1013E.................................318
127-1013LTM...................318, 453
127-1022 ...................................318
127-1022E.................................318
127-1023 ...................................318
127-1023LTM...................318, 453
127-1043 ...................................318
127-1046 ...................................318
127-1046E.................................318
127-1712 ...................................339
127-1712LTM...................339, 454
127-1713 ...................................339
127-1722 ...................................339
127-2222 ...................................345
127-3212 ...................................358
127-3212LTM...................358, 457
127-32H2 ..................................358
127-32H2LTM ..................358, 457
127-5012 ...................................329
127-5012E.................................329
127-5012LTM...................329, 455
127-5013 ...................................329
127-5013LTM...................329, 455
127-501E ...................................329
127-501ELTM...................329, 455
127-501N ..................................329
127-5022 ...................................329
127-5023 ...................................329
127-7012 ...................................352
127-7012E.................................352

127-7012LTM...................352, 458
127-7013 ...................................352
127-7013LTM...................352, 458
127-7022 ...................................352
127-7022LTM...................352, 458
127-7023 ...................................352
127-7023E.................................352
127-7023FF ...............................353
127-7023LTM...................352, 458
128-0112 ...................................295
128-0122 ...................................295
128-0122E.................................295
128-0122LTM...................295, 455
128-1012 ...................................319
128-1012LTM...................319, 453
128-1022 ...................................319
128-1022LTM...................319, 453
128-1034 ...................................319
128-1052 ...................................319
128-1056...........................284, 369
128-1222 ...................................304
128-1314LTM ...........................457
128-1324 ...................................398
128-1324E.................................398
128-1324LTM...................398, 457
128-3812 ...................................306
128-3822 ...................................306
128-5012 ...................................330
128-5022 ...................................330
128-5022LTM...................330, 455
128-5052 ...................................330
128-50H7 ..................................330
128-5512 ...................................300
128-5522 ...................................300
128-5522LTM...................300, 456
128-5552 ...................................300
128-7022 ...................................352
128-7032 ...................................352
128-7032LTM...................352, 458
128-7052 ...................................352
128-7323 ...................................354
128-8522 ...................................415
12A-1015...................................319
12A-1015LTM ..................319, 453
12A-5015...................................329
12A-5015LTM ..................329, 455
1300502506 ................................54
14-3823-000................................62
14-6855-000................................62
14-8911-003................................63
1400-0015 ........................120, 133
145-1001 ..........285, 370, 417-418
145-1009...................370, 417-418
145-1011...........................283, 418
145-1032 ...................................418
145-1334 ...................................419
145-2814 ...........................417-418
145-7032 ...................................419
1460-1160................113, 115, 131
1460-1914 .................................126
1500334701......................218, 220
1535-4952.............................47, 52
1535-4954 ...................................47
160-1010-1................................464
160-1010-10..............................464
160-1010-5................................464
160-2200-10..............................468
160-2200-5................................468
160-2205-1................................464

www.agilent.com/chem/GC:jp160-2205-10..............................464
160-2205-5................................464
160-2250-10..............................468
160-2250-5................................468
160-2255-1................................465
160-2255-10..............................465
160-2255-30..............................465
160-2255-5...................43, 53, 465
160-2320-10..............................468
160-2320-5................................468
160-2325-1................................465
160-2325-10..............................465
160-2325-30..............................465
160-2325-5...................43, 53, 465
160-2455-1................................465
160-2455-10..............................465
160-2455-5 .........................53, 465
160-2530-10..............................468
160-2530-5................................468
160-2535-1................................465
160-2535-10..............................465
160-2535-30..............................465
160-2535-5...................43, 53, 465
160-2610-10..............................468
160-2610-5................................468
160-2615-1................................464
160-2615-10..............................464
160-2615-5................................464
160-2625-1 .........................43, 464
160-2625-10 .......................43, 464
160-2625-5 .........................43, 464
160-2634-10..............................468
160-2634-5................................468
160-2635-1................................464
160-2635-10..............................464
160-2635-5................................464
160-2644-10..............................468
160-2644-5................................468
160-2650-10..............................468
160-2650-5................................468
160-2655-1................................464
160-2655-10..............................464
160-2655-5................................464
160-2660-5................................468
160-2815-5................................465
160-2825-5................................465
160-2845-10..............................465
160-2845-5................................465
160-2855-10..............................465
160-2855-5................................465
160-2865-10..............................465
160-2865-5................................465
160-4535-5 .........................53, 469
169-0013-HSP ............................55
18596-40015...............................51
18710-20119 .....96, 119, 130, 135
18710-60170 ....................105, 136
18711-60060 ....................105, 136
18713-60040 ....................102, 132
18713-60050 ....................102, 132
18740-20800 ......................75, 139
18740-20880 ......................67, 139
18740-60830................74, 76, 138
18740-60835...........74, 76, 83, 85,
90-91, 137-138
18740-60840...............................31
18740-80190...............................31
18740-80200...............................30
18740-80220...............................30655

部品番号インデックス

18789-60060 ....................120, 133
18789-80070 ......................96, 130
18900-21000...............................48
18900-60640.............................124
19091-21050.............................468
19091-60312.............................322
19091-60620E ..........................464
19091-63000...............................80
19091A-002 ..............................327
19091A-005 ..............................327
19091A-008 ..............................327
19091A-012 ..............................327
19091A-015 ..............................327
19091A-101 ..............................327
19091A-102 ..............................327
19091A-102E............................327
19091A-105 ..............................327
19091A-108 ..............................327
19091A-112 ..............................327
19091A-115 ..............................327
19091B-002 ..............................328
19091B-005 ..............................328
19091B-012 ..............................328
19091B-012E............................328
19091B-015 ..............................328
19091B-101 ..............................328
19091B-101LTM..............328, 461
19091B-102 ..............................328
19091B-102E............................328
19091B-102LTM..............328, 461
19091B-105 ..............................328
19091B-105E............................328
19091B-112 ..............................328
19091B-112LTM..............328, 461
19091B-115 ..............................328
19091B-115E............................328
19091F-102 ...............................359
19091F-102E.............................359
19091F-102LTM...............359, 460
19091F-105 ...............................359
19091F-105E.............................359
19091F-112 ...............................359
19091F-112E.............................359
19091F-112LTM...............359, 460
19091F-115 ...............................359
19091F-115E.............................359
19091F-413 ...............................359
19091F-433 ...............................359
19091F-433E.............................359
19091F-433LTM...............359, 460
19091G-113 ..............................338
19091G-131 ..............................338
19091G-131E ............................338
19091G-131LTM..............338, 459
19091G-133 ..............................338
19091G-213 ..............................338
19091G-B133............................411
19091G-B213............................411
19091G-B233............................411
19091G-B233E .........................411
19091J-002...............................332
19091J-005...............................332
19091J-012...............................333
19091J-015...............................333
19091J-101...............................332
19091J-102...............................332
19091J-102E.............................332
19091J-105...............................332
19091J-105E.............................332

656

19091J-108...............................332
19091J-112...............................333
19091J-112E.............................333
19091J-113...............................333
19091J-113E.............................333
19091J-113LTM ..............333, 459
19091J-115...............................333
19091J-115E.............................333
19091J-202...............................332
19091J-205...............................332
19091J-212...............................333
19091J-213...............................333
19091J-213E.............................333
19091J-215...............................333
19091J-215E.............................333
19091J-216...............................333
19091J-216E.............................333
19091J-231...............................333
19091J-233 ......................272, 333
19091J-233LTM ..............333, 459
19091J-236...............................333
19091J-313...............................333
19091J-330...............................333
19091J-330LTM ..............333, 459
19091J-333...............................333
19091J-411...............................333
19091J-411LTM ..............333, 459
19091J-413...............................333
19091J-413E.............................333
19091J-413LTM ..............333, 459
19091J-416...............................333
19091J-431...............................333
19091J-431E.............................333
19091J-433...............................333
19091J-433E.............................333
19091J-433LTM ..............333, 459
19091J-436...............................333
19091J-436E.............................333
19091J-577...............................332
19091J-577E.............................332
19091J-577LTM ..............332, 459
19091L-101...............................340
19091L-113...............................340
19091L-113E.............................340
19091L-133...............................340
19091L-330...............................340
19091L-330LTM...............340, 459
19091L-333...............................340
19091L-413...............................340
19091L-413E.............................340
19091L-416...............................340
19091L-431...............................340
19091L-431LTM...............340, 459
19091L-433...............................340
19091L-433LTM...............340, 459
19091N-013 ..............................355
19091N-013LTM..............355, 460
19091N-030 ..............................355
19091N-030LTM..............355, 460
19091N-033 ..............................355
19091N-036 ..............................355
19091N-102 ..............................355
19091N-102LTM..............355, 460
19091N-105 ..............................355
19091N-105E............................355
19091N-111 ..............................355
19091N-113 .....................282, 355
19091N-113E............................355
19091N-116.............278, 285, 355

19091N-131 ..............................355
19091N-131E............................355
19091N-133 ..............................355
19091N-133E............................355
19091N-133LTM..............355, 460
19091N-136 .....................278, 355
19091N-136E............................355
19091N-202 ..............................355
19091N-205 ..............................355
19091N-205E............................355
19091N-213 ..............................355
19091N-213E............................355
19091N-216..............281-282, 355
19091N-216E............................355
19091N-231 .....................272, 355
19091N-233 .....................276, 355
19091N-233E............................355
19091N-236 ..............................355
19091N-331 ..............................355
19091N-577 ..............................355
19091N-577E............................355
19091N-577LTM..............355, 460
19091P-K15 ..............................428
19091P-K15E ............................428
19091P-K15PT.................421, 428
19091P-K33 ..............................428
19091P-K33LTM..............428, 461
19091P-M15.............................434
19091P-M15E...........................434
19091P-MS4.............................438
19091P-MS4E ..........................438
19091P-MS7.............................438
19091P-MS7LTM ............438, 461
19091P-MS8.............................438
19091P-MS8LTM ............438, 461
19091P-QO3 .............................425
19091P-QO3LTM .............425, 461
19091P-QO3PT ................421, 425
19091P-QO4 .............................425
19091P-QO4E ...........................425
19091P-QO4LTM .............425, 461
19091P-QO4PT ................421, 425
19091P-S12 ..............................432
19091P-S12LTM..............432, 461
19091P-S12PT.................421, 432
19091P-S15 ..............................432
19091P-S15E ............................432
19091P-S15PT.................421, 432
19091P-S33 ..............................432
19091P-UO4 .............................428
19091P-UO4E ...........................428
19091P-UO4LTM .............428, 461
19091R-303...............................401
19091R-306.....267, 271, 275, 401
19091R-316...............................401
19091R-319...............................401
19091S-001 ..............282-283, 367
19091S-001E ............................367
19091S-010...............................388
19091S-101...............................301
19091S-101LTM ..............301, 460
19091S-102...............................301
19091S-102E ............................301
19091S-102LTM ..............301, 460
19091S-105...............................301
19091S-111LTM.......................460
19091S-112...............................301
19091S-112E ............................301
19091S-113 .............270, 274, 301

19091S-133 .....................267, 270,
273-274, 276, 301
19091S-133UI..........271, 274, 290
19091S-133UILTM ..........290, 460
19091S-139...............................395
19091S-213 .............276, 282, 301
19091S-213UI...........................290
19091S-213UILTM ..........290, 460
19091S-231...............................301
19091S-233...............................301
19091S-233E ............................301
19091S-233UI ..................266, 290
19091S-233UILTM ..........290, 460
19091S-313...............................301
19091S-331...............................301
19091S-331LTM ..............301, 460
19091S-333...............................301
19091S-336...............................301
19091S-413 ......................285, 301
19091S-413E ............................301
19091S-413LTM ..............301, 460
19091S-413UI ..................275, 290
19091S-413UILTM ..........290, 460
19091S-416...............................301
19091S-431...............................301
19091S-431LTM ..............301, 460
19091S-431UI ..................267, 290
19091S-431UILTM ..........290, 460
19091S-433......267, 283-284, 301
19091S-433E ............................301
19091S-433LTM ..............301, 460
19091S-433UI .266, 268, 271, 290
19091S-433UIE ........................290
19091S-433UILTM ..........290, 460
19091S-436...............................301
19091S-436E ............................301
19091S-436UI...........................290
19091S-577...............................301
19091S-577LTM ..............301, 460
19091S-577UI ..................266, 290
19091S-577UILTM ..........290, 460
19091S-602...............................296
19091S-602E ............................296
19091S-612...............................296
19091S-612UI...........................289
19091S-633...............................296
19091S-633LTM ..............296, 459
19091S-633UI...........................289
19091S-677...............................296
19091S-677LTM ..............296, 459
19091S-677UI...........................289
19091S-713 .............280, 283, 296
19091S-713LTM ..............296, 459
19091S-713UI...........................289
19091S-733...............................296
19091S-733E ............................296
19091S-733LTM ..............296, 459
19091S-733UI...........................289
19091S-833...............................296
19091S-833LTM ..............296, 459
19091S-911...............................296
19091S-911UI...........................289
19091S-913...............................296
19091S-913E ............................296
19091S-913UI...........................289
19091S-916...............................296
19091S-931...............................296
19091S-931UI...........................289
19091S-933...............................296

部品番号インデックス

19091S-933E ............................296
19091S-933LTM ..............296, 459
19091S-933UI...........................289
19091S-936...............................296
19091S-936E ............................296
19091W-012 .............................361
19091W-012E...........................361
19091W-012LTM.............361, 459
19091W-015 .............................361
19091W-015E...........................361
19091W-102 .............................361
19091W-105 .............................361
19091Y-012...............................441
19091Y-012E ............................441
19091Y-015...............................441
19091Y-102...............................441
19091Z-002...............................322
19091Z-002LTM ..............322, 459
19091Z-005...............................322
19091Z-008...............................322
19091Z-012...............................323
19091Z-012LTM ..............323, 459
19091Z-015...............................323
19091Z-102...............................322
19091Z-102E ............................322
19091Z-105...............................322
19091Z-112...............................323
19091Z-112E ............................323
19091Z-115..............281, 285, 323
19091Z-115E ............................323
19091Z-202...............................322
19091Z-202LTM ..............322, 459
19091Z-205 ......................322, 367
19091Z-205E ............................367
19091Z-211...............................323
19091Z-212...............................323
19091Z-213...............................323
19091Z-213E ............................323
19091Z-215...............................323
19091Z-216...............................323
19091Z-216E ............................323
19091Z-231...............................322
19091Z-233...............................322
19091Z-233E ............................322
19091Z-236 ..............284-285, 322
19091Z-236E ............................322
19091Z-313...............................323
19091Z-313LTM ..............323, 459
19091Z-331...............................322
19091Z-333...............................322
19091Z-411...............................323
19091Z-413...............................323
19091Z-413E ............................323
19091Z-416...............................323
19091Z-431...............................322
19091Z-433...............................322
19091Z-433E ............................322
19091Z-436...............................322
19091Z-513...............................323
19091Z-513E ............................323
19091Z-530..............283, 322, 367
19091Z-530E....................322, 367
19091Z-577...............................322
19091Z-577E ............................322
19091Z-613 ......................284, 323
19091Z-613LTM ..............323, 459
19091Z-713...............................323
19091Z-713E ............................323
19091Z-713LTM ..............323, 459

19091Z-716...............................323
19095F-120 ...............................359
19095F-120E.............................359
19095F-121 ...............................359
19095F-121LTM...............359, 460
19095F-123 ...............................359
19095F-123E.............................359
19095F-123LTM...............359, 460
19095J-023...............................333
19095J-023E.............................333
19095J-121...............................333
19095J-121E.............................333
19095J-121LTM ..............333, 459
19095J-123...............................333
19095J-123E.............................333
19095J-321 ......................273, 333
19095J-323...............................333
19095J-323E.............................333
19095J-621...............................333
19095J-623 ......................285, 333
19095J-623E.............................333
19095L-021...............................340
19095L-021LTM...............340, 459
19095L-023...............................340
19095L-023E.............................340
19095L-121...............................441
19095L-523...............................340
19095N-121 ..............................355
19095N-123 ..............................355
19095N-123E............................355
19095N-123LTM..............355, 460
19095N-126 ..............................355
19095P-K23 ..............................428
19095P-K23LTM..............428, 461
19095P-K23PT ........278, 421, 428
19095P-K25 ..............................428
19095P-K25E ............................428
19095P-K25PT ........285, 421, 428
19095P-M23.............................434
19095P-M25.............................434
19095P-M25PT................421, 434
19095P-MS0 ....................278, 438
19095P-MS0E ..........................438
19095P-MS0LTM ............438, 461
19095P-MS5.............................438
19095P-MS6.............................438
19095P-MS6E ..........................438
19095P-MS9 ....................278, 438
19095P-QO3 .............................425
19095P-QO3E ...........................425
19095P-QO3LTM .............425, 461
19095P-QO3PT ......278, 282, 284,
421, 425
19095P-QO4 .............................425
19095P-QO4E ...........................425
19095P-QO4LTM .............425, 461
19095P-QO4PT283-284, 421, 425
19095P-S21 ..............................432
19095P-S23 ..............................432
19095P-S23PT ........278, 421, 432
19095P-S25 ..............................432
19095P-S25E ............................432
19095P-S25PT ........281, 421, 432
19095P-UO3 .............................428
19095P-UO4 .............................428
19095P-UO4E ...........................428
19095P-UO4LTM .............428, 461
19095P-UO4PT .......284, 421, 428
19095R-420...............................401

19095R-429...............................401
19095S-100...............................323
19095S-100E ............................323
19095S-200...............................369
19095S-205...............................369
19095V-420 ..............................416
19095V-420E ............................416
19095V-420LTM ..............416, 460
19095W-121 .............................361
19095W-123 .............................361
19095Z-020 ......................279, 323
19095Z-021 ......................279, 323
19095Z-021E ............................323
19095Z-021LTM ..............323, 459
19095Z-023...............................323
19095Z-023E ............................323
19095Z-023LTM ..............323, 459
19095Z-121...............................323
19095Z-121E ............................323
19095Z-121LTM ..............323, 459
19095Z-123...............................323
19095Z-123E ............................323
19095Z-123LTM ..............323, 459
19095Z-220...............................323
19095Z-221...............................323
19095Z-221E ............................323
19095Z-321...............................323
19095Z-323...............................323
19095Z-323E ............................323
19095Z-421...............................323
19095Z-423...............................323
19095Z-423E ............................323
19095Z-621 ......................282, 323
19095Z-623...............................323
19095Z-623E ............................323
19095Z-623LTM ..............323, 459
19095Z-626 ......................285, 323
19095Z-627 ......................283, 323
1909BD-113..............................378
19231-20910...............................98
19231-20940...............................98
19231-20980...............................98
19231-21050.............................128
19231-21060...............................98
19231-60680...............................98
19231-80520 .....99, 121, 129, 134
19231-80530 .....99, 121, 129, 134
19233-20755 ....................102, 132
19234-60700...............90, 99, 102,
129, 132, 137
19234-60715...............90, 99, 102,
129, 132, 137
19234-60720..............91, 121, 134
19243-00070 ......................75, 139
19243-80530.................90-91, 137
19243-80540.................90-91, 137
19243-80570.................90-91, 137
19244-80540.................90-91, 137
19244-80560 .....96, 119, 130, 135
19244-80610 .....99, 121, 129, 134
19244-80620 .....96, 119, 130, 135
19245-20510...............................80
19245-20515...............................80
19245-20525...............................80
19245-20580...............................80
19245-20780...............................80
19245-40050...............................80
19245-60760...............................80
19245-80521...............................80

www.agilent.com/chem/GC:jp

19251-60540...............................29
19251-80680.............................126
19256-00090.............................114
19256-00200.............................114
19256-00320.............................114
19256-20690............113, 115, 131
19256-20705 ....................113, 131
19256-20900.............................114
19256-20910 ............113-115, 131
19256-21140 ....................113, 131
19256-21150 ....................113, 131
19256-60510.............................114
19256-60700 ....................113, 131
19256-60750.............................115
19256-60800 ....................113, 131
19256-80000.............................114
19256-80010 ............113-115, 131
19256-80640............113, 115, 131
19258-20830...............................55
19258-20870...............................55
19298-60500.............................124
19301-60660.............................128
19320-80625...............................80
19325-60660...............................48
19354-60510.............................124
200-0010 ...................................482
200-0032 ...................................482
200-0070 ...................................482
200-0110 ...................................482
200-0113 ...................................482
200-0185 ...................................482
200-0310 ...................................482
200-0370 ...................................482
200187500 ................................218
200187600 ................................220
200193800........................218, 220
210-3003 .....................................30
210-3003-5..................................30
210-4004-5..................................29
210-4022-5..................................29
2100003100 ..............................220
2100003200......................218, 220
221-0122LTM ...........................462
221-1324LTM ...........................463
221-1524LTM ...........................463
221-3822LTM ...........................463
221-4722LTM ...........................463
221-5522LTM ...........................462
221-5522UILTM .......................462
221-6822LTM ...........................463
222-0112LTM ...........................462
222-0132LTM ...........................462
222-0732LTM ...........................463
222-1032LTM ...........................462
222-1111LTM ...........................462
222-1131LTM ...........................462
222-1334LTM ...........................463
222-1534LTM ...........................463
222-2912LTM ...........................463
222-2932LTM ...........................463
222-3212LTM ...........................463
222-3232LTM ...........................463
222-3812LTM ...........................463
222-3832LTM ...........................463
222-4712LTM ...........................463
222-4732LTM ...........................463
222-5512LTM ...........................462
222-5512UILTM .......................462
222-5532LTM ...........................462

657

部品番号インデックス

222-5532UILTM .......................462
222-5711LTM ...........................462
222-5731LTM ...........................462
222-7013LTM ...........................463
222-7033LTM ...........................463
2302533140 ................................542307230001 ................................542307232901 ................................54
232-2790010-EHS ......................55
232-2790012-EHS ......................552321700003...........................54-55
2321700004...........................54-55
2322590004...........................54-55
2322590005...........................54-55
2322700011 ................................542710100200 ..............................179
2710100400 ..............................179
2710100500 ..............................179
2722990700 ..............................1802735000500 ..............................179
2740236100 ..............................220
2740292400 ..............................219
2740928202 ..............................22029091N-133LTM ......................463
29091N-577LTM ......................463
29091R-303LTM.......................463
29091S-431UILTM...................462
29091S-433LTM.......................463
29091S-433UILTM...................462
29091S-577UILTM...................462
29091S-677LTM.......................462
29091S-833LTM.......................462
29091S-931LTM.......................462
301-011-HSP ..............................55
301-015-HSP ..............................55
301-016-HSP ..............................55
301-017-HSP ..............................55
301-152-HSP ..............................55
301-169-HSP ..............................55
301-170-HSP ..............................55
301-205-HSP ..............................55
301-211-HSP ..............................55
301-212-HSP ..............................55
3050-0891.................154-155, 157
3050-1246 ...................................983050-1301.................154-155, 157
3050-1374 .................................157
3050-1375.................154-155, 159
3150-0602 ...................................84
321-002-HSP ..............................55
321-055-HSP ..............................55
321-056-HSP ..............................55
321-057-HSP ..............................55
325-062-HSP ..............................55
325-132-HSP ..............................55
325-185-HSP ..............................55
35900-60670.............................127
35900-60800.............................127
35900-60920.............................127
3600500001 ................................553600500002 ................................55
390607400 ................................220
390607401 ................................220
390607900 ................................220
390812700 ........................216-217
390820601 ........................213-217
390842300 ........................213-217
391821100 ................................215
391866306 ................................215658391866308 ................................213
391867600 ................................214
392017401 ................................179
392027300 ........................179-180
392030500 ........................179-180
392035300 ........................179-180
392043700 ................................180392047100 ................................180392511901 ........................219-220
392512800 ................................220
392513800 ................................219
392514300 ........................219-220
392514500 ........................219-220
392515101 ................................219
392515102 ................................219
392515103 ................................219
392515104 ................................219
392515105 ................................219
392515500 ........................219-220
392517100 ................................219
392517600 ................................219
392517700 ................................219
392517800 ................................219
392517901 ................................219
392519200 ................................219
392543101 ................................217
392544001 ................................214
392544011 ................................214
392544391 ................................219
392548201 ................................217
392548301 ................................216
392560591 ................................218
392561290 ................................218
392567111 ................................179
392585291 ................................218
392585292 ................................218
392595501 ........................216-217
392597101 ................................213
392597301 ................................213
392597302 ................................213
392597303 ................................213
392597501 ................................213
392599401 ................................213
392599411 ................................213
392599501 ................................213
392609901 ..................................23392609902 ..................................22392609903 ..................................23393001991 ................................180393010918 ................................179
393010920 ................................179
393010924 ................................179
393011391 ................................180393031501 ................................180393050292 ................................180393050293 ................................180393050392 ................................180393050393 ................................180393050492 ................................180393050493 ................................180393053501 ................................180393053502 ........................179-180
393060191 ................................180393065201 ................................182393082491 ................................179
393101291 ................................179
393112601 ................................179
393112702 ................................179
393113001 ................................179

393161001 ................................179
393164493 ................................179
393167593 ................................179
393171201 ................................179
393175101 ................................179
393706201........................146, 174
393847701 ................................179
394958700 ................................218
394966601 ........................214-215
410105017 ..................................544177-0607 ...................................53
430-1020 ...................................126
450-1000 ......................86, 90, 137
480-0003 ......................86, 90, 137
500-2114 .....................................37500-2118 .....................................37
5020-8292 ...................................40
5020-8293 ...................................40
5020-8294 ...................................40
5021-7107 .................................127
5021-7133 ...................................45
5021-7134 ...................................45
5021-7136 ...................................45
5021-7137 ...................................45
5021-7146 ...................................45
5021-7148 ...................................45
5021-7164 ...................................45
5021-7166 ...................................45
5021-7168 ...................................45
5021-7169 ...................................45
5021-7170 ...................................45
5040-4667 ...................................61
5040-4668 ...................................61
5040-4669 ...................................61
5040-4671 ...................................61
5060-9086 .................................124
5061-5869...........................75, 139
5061-5886 .................................114
5061-5890 .................................114
5061-5896 ........................146, 174
5062-3506 ............37-38, 148, 172
5062-3507...........................37, 172
5062-3508 .....................37-38, 148
5062-3511 ...................................375062-3512 ...................................375062-3513 ...................................375062-3514 .....................37-39, 148
5062-3515 ...................................375062-3516 ...................................375062-3519 ...................................47
5062-3525 ......................45, 84, 86
5062-3538...........................37, 115
5062-3580 ...................................405062-3581 ...................................405062-3587 ...................................30
5062-9508 ...................................47
5062-9509 ...................................47
5062-9510 ...................................47
5062-9511 ...................................47
5067-0226 ...................................565067-0227 ...................................565067-0234 ...................................58
5080-5400 ...86, 90, 137, 146, 174
5080-8716 .................................124
5080-8728-100 ...........................215080-8728-50..............................215080-8732 .....................90-91, 137
5080-8750 ...91, 99, 127, 129, 137
5080-8751............91, 99, 129, 134

5080-8752 ........................121, 134
5080-8753 ........................121, 134
5080-8755 .................................124
5080-8756 .................................124
5080-8759 .................................124
5080-8761 .................................124
5080-8768 .................................124
5080-8769 .................................124
5080-8773 .................................105
5080-877490-91, 99, 102, 105,
121,
129, 132, 134, 136-137
5080-8853...........................37, 105
5080-8858 .................................482
5080-8894-100 ...........................215080-8896-50 .......................21, 90
5080-8898 .....................90-91, 137
5180-4103..................99, 105-106,
129, 136-137
5180-410590-91, 99, 102, 105,
121,
129, 132, 134, 136-137
5180-4124 .................................136
5180-4150 .................................128
5180-4152 .................................128
5180-4165...........................98, 128
5180-4168..............33, 74, 76, 138
5180-4173..............33, 74, 76, 138
5180-4196 .................................127
5181-1260.............................21, 80
5181-1261 ...................................215181-1267 .................................189
5181-1273 .................................189
5181-1291..............................48-49
5181-1292..............................48-49
5181-3308 ....................37, 40, 172
5181-3315 ...................................30
5181-3316 ...................................30
5181-3316i ..................................30
5181-3319 .................................189
5181-3321 .................................189
5181-3322 ...................................37
5181-3323 ............37-39, 148, 172
5181-3351 .................................440
5181-3352 .................................440
5181-3354 .................................189
5181-3356 .................................189
5181-3358 .........................189-190
5181-3360 .................................189
5181-3361 .................................189
5181-3365 .................................189
5181-3382 .....................90-91, 137
5181-3388 ...................................40
5181-7459 ...................................47
5181-7460 ...................................47
5181-8806 .................................190
5181-8808 .................................190
5181-8809 .................................190
5181-8810 .................................189
5181-8811 .................................190
5181-8813 .................................190
5181-8815................22, 74, 76, 90
5181-8816 ......................22, 74, 76
5181-8818 ...................................30
5181-8830 .......39-40, 91, 99, 105,
121, 129, 132, 134, 137
5181-8833 ...................................225181-8836...........................53, 126
5181-8839 ...................................22

部品番号インデックス

5181-8863 .................................146
5181-8866 .................................191
5182-0551 ...................................50
5182-0773 ...................................635182-0774 ...................................635182-0775 ...................................635182-0781 ...................................635182-0783 ...................................635182-0794 ...................................625182-0795 ...................................625182-0796 ...................................625182-0830 .................................190
5182-0831...........................80, 191
5182-0832 ........................189, 191
5182-0833...........................80, 191
5182-0834 .................................190
5182-0835 .................................189
5182-0836...........................80, 191
5182-0837 ...................................565182-0838 ...................................565182-0839 ...................................585182-0840 ...................................585182-0844 ...................................625182-0845 ...................................625182-0846 ...................................625182-0847 ...................................625182-0848 ...................................625182-0849 ...................................625182-0850 ...................................625182-0851 ...................................625182-0852 ...................................625182-0853 ...................................225182-0875 .................................190
5182-3442 ......................22, 74, 76
5182-344422, 74, 76, 83, 85, 9091
5182-344522, 74, 76, 83, 85, 9091
5182-3466 .................................147
5182-3477 ........................106, 136
5182-9622 .................................191
5182-9626 .................................191
5182-9633 ...................................805182-9645 ...................................805182-9651 ...................................875182-9652 ....................67, 75, 139
5182-9673 ........................106, 136
5182-9676 ........................106, 136
5182-9677 ........................106, 136
5182-9679 ........................106, 136
5182-9722 ........................120, 133
5182-9733 .......................52, 54-55
5182-9734 .................................191
5182-9747..............................84-86
5182-9748 .......................84-85, 87
5182-9749..............................84-85
5182-9754.............................83, 86
5182-9756.............................83, 86
5182-9757.............................84, 87
5182-9758.............................84, 87
5182-9759.............................84, 87
5182-9760 .......................84-85, 87
5182-9761.............................83, 86
5182-9762.............................83, 86
5182-9763.............................83, 86
5182-9768.............................83, 86
5182-9769.............................83, 86
5182-9770.............................83, 86
5182-9775.............................84, 87

5182-9799 .................................191
5183-0314 .................................189
5183-0316 .................................190
5183-0318...........................87, 190
5183-2007................116, 120, 133
5183-2036 ......................32, 85, 87
5183-2037.............................32, 87
5183-2038.............................32, 87
5183-2042 .................................189
5183-2058...........................87, 190
5183-4474 ...................................565183-4475 ...................................565183-4477 ...................................58
5183-4478 ...................................58
5183-4479 ...................................58
5183-4480 ...................................58
5183-4641 .................................127
5183-4642 .................................127
5183-4644 .................................127
5183-4645 .................................127
5183-4647..............................28-30
5183-4691 ...................................295183-4692 ...................................295183-4693 ...................................30
5183-4694 ...................................30
5183-4695 ...................................30
5183-4696 ...................................30
5183-4697 ...................................315183-4698 ...................................315183-4699 ...................................315183-4700 ...................................315183-4701..............................28-31
5183-4702..............................28-31
5183-4703 ...................................30
5183-4704 ...................................30
5183-4705 ...................................30
5183-4706 ...................................30
5183-4707 ...................................30
5183-4708 ...................................30
5183-4709 ...................................30
5183-4710 ...................................30
5183-4711 ...................................295183-4712 ...................................295183-4713 ...................................295183-4728 .................................190
5183-4729 .................................190
5183-4730 .................................190
5183-4732...........................40, 105
5183-4741 ...................................645183-4757 .....................18, 74, 76,
90-91, 137-138
5183-4757-100 ......18, 74, 76, 138
5183-4758.............................18, 80
5183-4759..............19, 85, 90, 137
5183-4759-100 .....................19, 85
5183-4760.............................19, 80
5183-4761...............19, 74, 76, 85,
90, 137-138
5183-4761-10019, 74, 76, 85, 138
5183-4762.............................19, 80
5188-1181 .................................169
5188-1447 ...................................635188-1448 ...................................635188-2717...........................68, 138
5188-2753 ...................................595188-2759 ...................................595188-5241...........................75, 139
5188-5245................113, 115, 131
5188-5246 .................................190
5188-5247 .................................190
5188-5311 ...................................33
5188-5312 ...................................40
5188-5313 ......................32, 85, 87
5188-5314 ...................................40
5188-5315..............................40-41
5188-5316 .................................124
5188-5317 .................................124
5188-5347 ........................172, 182
5188-5348 ........................172, 182
5188-5356 ......................32, 85, 87
5188-5357 ........................172, 182
5188-536533, 74, 76, 138, 163,176
5188-5366 ....................33, 68, 138
5188-5367 ....................67, 75, 139
5188-5370 .................................190
5188-5371 .................................190
5188-5372 .................................128
5188-5379 .................................482
5188-5392 ...................................595188-5953................113, 115, 131
5188-6471 ...................................315188-6493...........................74, 138
5188-6495 .................................140
5188-6496...........................74, 138
5188-6497...........................74, 138
5188-6498 .....................90-91, 137
5188-6537 ...................................595188-6538 ...................................595188-8813 ...................................635188-8814 ...................................635188-8815 ...................................635188-8816 ...................................635188-8817 ...................................635188-8818 ...................................635188-8819 ...................................635188-8820 ...................................635188-8821 ...................................635188-8822 ...................................63
5190-0468 .................................181
5190-0471 .................................181
5190-0472 .................................181
5190-0473 .................................181
5190-0490 .................................181
5190-0491 .................................181
5190-0492 .................................181
5190-0493 .................................181
5190-0494 .................................181

www.agilent.com/chem/GC:jp

5190-0513 .................................181
5190-0531 .................................177
5190-0585 .................................172
5190-1407 .................................378
5190-1408 .................................378
5190-1409 .................................378
5190-1410 .................................378
5190-1426 ......................32, 85, 87
5190-1437 ...................................53
5190-1438 ...................................53
5190-1441 .................................181
5190-1445 ...................................63
5190-1446 ...................................63
5190-2209..............16, 67, 75, 139
5190-2231 ...................................63
5190-2232 ...................................63
5190-2233 ...................................63
5190-2234 ...................................63
5190-2235 ...................................63
5190-2238 ...................................56
5190-2239 ...................................56
5190-2257 ...................................58
5190-2258 ...................................58
5190-2265 ...................................54
5190-2266 ...................................54
5190-2268..............16, 33, 68, 138
5190-2269.............................16, 33
5190-2270.............................16, 30
5190-2271.............................16, 30
5190-2272.............................16, 30
5190-2275.............................16, 29
5190-2285 ...................................56
5190-2286 ...................................56
5190-2287 ...................................56
5190-2288 ...................................56
5190-2292 ...................................28
5190-2293 ...................................28
5190-2294 ...................................28
5190-2295 ...................................28
5190-2296 ...................................31
5190-2297.............................28, 31
5190-3151 ...................................62
5190-3152 ...................................62
5190-3153 ...................................62
5190-3154 ...................................62
5190-3157.............................16, 18
5190-3158.............................16, 19
5190-3162 ...................................28
5190-3163 ...................................28
5190-3164 ...................................28
5190-3165 ...................................28
5190-3166 ...................................28
5190-3167 ...................................28
5190-3168 ...................................28
5190-3169 ...................................28
5190-3170.............................16, 28
5190-3171.............................16, 28
5190-3172.............................16, 28
5190-3173.............................16, 28
5190-3188 ...................................60
5190-3189 ...................................60
5190-3190 ...................................60
5190-3191 ...................................60
5190-3192 ...................................60
5190-3193 .................................190
5190-3976 ...................................64
5190-3978 ...................................64
5190-3983 ...................................28
5190-4006.............................28, 31659

部品番号インデックス

5190-4007 ...................................28
5190-4047.............................28, 31
5190-4048.............................28, 31
5190-4054.............................37, 40
5190-4061 ...................................60
5190-4062 ...................................60
5190-4063 ...................................60
5190-4064 ...................................60
5190-4065 ...................................60
5190-4066 ...................................60
5190-4067 ...................................60
5190-5233............38, 40, 148, 172
5190-6144.............................67, 75
5190-6145.............................67, 75
5190-6149.............................16, 67
5190-6168.............................28, 53
5190-6194 .......................39-40, 91
5190-6979 ...................................44
5190-6980 ...................................44
5190-6981 ...................................47
5190-6982 ...................................47
5958-9441 ...................................515958-9442 ...................................515958-9443 ...................................515958-9444 ...................................515958-9445 ...................................515958-9450 ...................................51
5982-0024 .................................181
5982-0025 .................................181
6040-0289 .........................173-174
6040-0798 .................................170
6040-0809 .................................170
6040-0834 .................................170
6040-1361 .................................170
621-9723...........................292, 392
622-9732...........................292, 392
6410090050 ................................547200008400 ......................213-217
8001-0004 .................................232
8001-0005 .................................232
8001-0006 .................................232
8001-0007 .................................232
8001-0010 .................................232
8001-0011 .................................232
8001-0012 .................................232
8001-0013 .................................232
8001-0014 .................................232
8001-0101 .........................227-229
8001-0102 ........................227, 229
8001-0103 .........................227-229
8001-0104 .................................228
8001-0105 .................................230
8001-0106 .........................227-228
8001-0151 .........................227-229
8001-0152 ........................227, 229
8001-0153 .........................227-229
8001-0154 .................................228
8001-0155 .................................230
8001-0156 .........................227-228
8001-0157 .........................227-229
8001-0158 .........................227-229
8001-0159 .........................227-229
8001-0160 .........................227-229
8001-0162 .................................228
8001-0163 .................................228
8001-0201 .................................230
8001-0202 .................................230
8001-0203 .................................230
8001-0211 .................................231

660

8001-0212 .................................231
8001-0213 .................................231
8001-0214 .................................231
8001-0221 .................................231
8001-0222 .................................231
8001-0223 .................................231
8001-0224 .................................231
8001-0311 .................................232
8001-0312 .................................232
8002-0001 .................................236
8002-0002 .................................236
8002-0003 .................................236
8002-0004 ........................236, 239
8002-0005 ........................236, 239
8002-0101 .................................234
8002-0102 .................................234
8002-0103 .................................234
8002-0104 .................................234
8002-0105 .................................234
8002-0106 .................................234
8002-0107 .................................234
8002-0151 .................................234
8002-0152 .................................234
8002-0153 .................................234
8002-0154 .................................234
8002-0155 .................................234
8002-0156 .................................234
8002-0157 .................................234
8002-0159 .................................234
8002-0160 .................................234
8002-0161 .................................234
8002-0201 .................................235
8002-0203 .................................235
8002-0204 .................................235
8002-0211 .................................235
8002-0212 .................................235
8002-0213 .................................235
8002-0214 .................................235
8002-0215 .................................235
8002-0216 .................................235
8002-0217 .................................235
8002-0220 .................................235
8002-0221 .................................235
8002-0222 .................................235
8002-0311 .................................236
8002-0312 .................................236
8003-0001 .................................225
8003-0002 .................................225
8003-0003 .................................225
8003-0004 .................................225
8003-0005 .................................225
8003-0006 .................................225
8003-0007 .................................225
8003-0008 .................................225
8003-0101 .................................221
8003-0103 .................................221
8003-0104 .................................222
8003-0105 .................................221
8003-0106 .................................221
8003-0107 .................................221
8003-0108 .................................222
8003-0109 .................................222
8003-0110 .................................221
8003-0111 .................................221
8003-0151 .................................221
8003-0153 .................................221
8003-0154 .................................222
8003-0155 .................................222
8003-0157 .................................221

8003-0158 .................................221
8003-0159 .................................221
8003-0160 .................................221
8003-0162 .................................221
8003-0163 .................................222
8003-0165 .................................221
8003-0166 .................................221
8003-0202 .................................222
8003-0203 .................................222
8003-0204 .................................222
8003-0205 .................................222
8003-0211 .................................224
8003-0212 .................................224
8003-0216 .................................223
8003-0219 .................................224
8003-0221 .................................224
8003-0222 .................................224
8003-0223 .................................224
8003-0311 .................................224
8004-0001 .................................210
8004-0002 .................................210
8004-0003 .................................210
8004-0004 .................................210
8004-0005 .................................210
8004-0006 .................................210
8004-0007 .................................210
8004-0101 .................................206
8004-0102 .................................206
8004-0103 .................................206
8004-0104 .................................206
8004-0105 .................................206
8004-0106 .................................206
8004-0107 .................................206
8004-0108 .................................207
8004-0109 .................................207
8004-0110 .................................207
8004-0111 .................................208
8004-0112 .................................207
8004-0113 .................................206
8004-0114 .................................206
8004-0116 .................................206
8004-0118 .................................207
8004-0119 .................................206
8004-0151 .................................206
8004-0152 .................................206
8004-0153 .................................206
8004-0154 .................................206
8004-0155 .................................206
8004-0156 .................................206
8004-0157 .................................206
8004-0158 .................................206
8004-0159 .................................207
8004-0160 .................................207
8004-0161 .................................207
8004-0162 ........................207, 215
8004-0163 .................................208
8004-0164 ........................207, 214
8004-0165 ........................206, 213
8004-0167 ........................207, 215
8004-0168 ........................208, 216
8004-0170 .................................206
8004-0171 .................................207
8004-0173 .................................206
8004-0176 .................................207
8004-0178 .................................206
8004-0201...............208, 211, 213,
226, 233, 237
8004-0202 ........................208, 213
8004-0203 .................................208

8004-0204 ........................208, 214
8004-0211 .................................209
8004-0212 .................................209
8004-0213 .................................209
8004-0214 .................................209
8004-0215 .................................209
8004-0216 .................................209
8004-0217.................210, 215-217
8004-0218 .................................209
8004-0219 .................................209
8004-0311.................210, 213-217
8004-0312 ........................210, 215
8010-0201 .......203, 211, 213, 237
8010-0202................203, 211, 237
8010-0203203, 211, 216-217, 237
8010-0204................203, 211, 237
8010-0205................203, 211, 237
8010-0206................203, 211, 237
8010-0207 .......203, 211, 226, 237
8010-0208 .......203, 211, 226, 237
8010-0209203, 211, 214-215, 237
8010-0210................203, 211, 237
8010-0211.................203, 237-238
8010-0212.................203, 237-238
8010-0213 ........................203, 237
8010-0214 ........................203, 237
8010-0215 ........................203, 233
8010-0216 ........................203, 233
8010-0217 ........202, 211-213, 237
8010-0218 .......202-205, 211, 226,
233, 237-238
8010-0219202, 211, 216-217, 237
8010-0220................202, 211, 237
8010-0221................202, 211, 237
8010-0222................202, 211, 237
8010-0223 .......202, 211, 226, 237
8010-0224 .......202, 211, 226, 237
8010-0225202, 211, 214-215, 237
8010-0226................202, 211, 237
8010-0227 ........................202, 237
8010-0228 ........................202, 237
8010-0229 ........................202, 237
8010-0230 ........................202, 237
8010-0231 ........................202, 233
8010-0232 ........................202, 233
8010-0233 ........204, 212-213, 238
8010-0234................204, 212, 238
8010-0239 .......204, 212, 226, 238
8010-0240 .......204, 212, 226, 238
8010-0241204, 212, 214-215, 238
8010-0242................204, 212, 238
8010-0243 ........................204, 238
8010-0244 ........................204, 238
8010-0245 ........................204, 238
8010-0246 ........................204, 238
8010-0249................205, 212, 238
8010-0250................205, 212, 238
8010-0251................205, 212, 238
8010-0252................205, 212, 238
8010-0253................205, 212, 238
8010-0254................205, 212, 238
8010-0255 .......205, 212, 226, 238
8010-0256 .......205, 212, 226, 238
8010-0257................205, 212, 238
8010-0258................205, 212, 238
8010-0259 ........................205, 238
8010-0260 ........................205, 238
8010-0261 ........................205, 238
8010-0262 ........................205, 238

部品番号インデックス

8010-0263 ........................205, 233
8010-0264 ........................205, 233
8010-0301 ........................209, 223
8010-0302 ........................209, 223
8010-0303 ........................209, 223
8010-0304 ........................209, 223
8010-0305 ........210, 215-217, 224
8010-0306 ........................209, 223
8010-0307 ........................209, 223
8010-0308 ........................209, 223
8010-0309 ........................209, 223
8010-0310................223, 231, 235
8010-0311................223, 231, 235
8010-0312 ........................223, 231
8010-0313 ........................223, 231
8010-0314 ........................224, 231
8010-0315 ........................224, 231
8010-0351 .................................239
8010-0352 .................................239
8010-0353 .................................236
8010-0354 .................................236
8010-0355 ........................236, 239
8010-0356 .................................239
8010-0357 .................................239
8010-0358 .................................239
8010-0359 .................................239
8010-0360 .................................239
8010-0361 .................................239
8010-0362 .................................239
8010-0363 .................................239
8010-0364 .................................239
8010-0365 .................................239
8010-0366 .................................239
8010-0367 ........................236, 239
8010-0368 .................................236
8010-0371 .................................239
8010-0401 ........................222, 235
8120-5342 .................................127
8120-6360 .................................127
8120-6894 .................................127
8120-6903 .................................127
8120-8619 .................................127
8120-8620 .................................127
8120-8621 .................................127
8120-8622 .................................127
8121-0070 .................................127
8121-0161 .................................127
8121-0675 .................................127
8121-0710 .................................127
8121-0723 .................................127
8121-0940 .................................127
8121-1222 .................................127
8121-1301 .................................127
8121-1787 .................................127
8500-0656................146, 177, 182
8500-1233 .................................146
8500-5440 ........................172, 182
8500-5808 .................................182
8500-5851 .................................182
8500-5995 .................................182
8500-6812 .................................482
8500-6813 .................................482
8500-8510 ........................163, 176
8500-8510 .................................182
8650-0029 ........................146, 174
8650-0030................146, 172, 174
8710-0510 ..................40, 147, 172
8710-0899 .................................147
8710-0900 .................................147

8710-1220 .................................147
8710-1346...........................74, 138
8710-1561 ........................120, 133
8710-1615 .................................147
8710-1622 .................................147
8829951700......................170, 179
8829953800 ..............................179
9300003590 ..............................179
9301-0658 ...................................80
9301-0713 ....................23, 87, 190
9301-0714 .................................190
9301-0718 ...................................58
9301-0719 ...................................58
9301-0721 ...................................58
9301-0723 ...................................50
9301-0725 .................................190
9301-0891 .................................190
9301-0892 ....................23, 87, 190
9301-0976 ...................................58
9301-1031 ...................................50
9310-4828 ........................146, 174
998-0000053-EHS ......................55
C-102SSC ....................................66
C-AT010C ....................................66
C-B010M.....................................66
C-BIO10.......................................66
C-BTX1UG...................................66
C-CF020.......................................66
C-CPLOK......................................66
C-DF010.......................................66
C-G1CM10 ..................................66
C-GAT010C .................................66
C-GT010 ......................................66
C-HY010C....................................66
C-PL010.......................................66
C-TBE10 ......................................66
C-TBP1C1C.................................66
C-TBP1CXC.................................66
C-TBP1TC ...................................66
C-TNXTA .....................................66
C-UN010C ...................................66
CP0031 ......................................483
CP108194..................................467
CP1305 ......................................474
CP1306 ......................................475
CP1307 ......................................473
CP1308 ......................................474
CP1309 ......................................476
CP1483 ......................................475
CP17973 ...........................147, 164
CP17977....................................147
CP17988 ...........................147, 164
CP2045 ......................................475
CP2046 ......................................475
CP2050 ......................................479
CP2055 ......................................474
CP2058 ......................................472
CP2059 ......................................476
CP2062 ......................................473
CP2065 ......................................475
CP2068 ......................................473
CP2073 ......................................478
CP4016 ......................................440
CP4017 ......................................440
CP4018 ......................................440
CP4788 ......................................440
CP4789 ......................................440
CP4795 ......................................440
CP4796 ......................................440

CP5881 ......................................297
CP5882 ......................................309
CP5883 ......................................309
CP5884 ......................................309
CP5887 ......................................307
CP5889 ......................................307
CP5891 ......................................311
CP5892 ......................................311
CP6172 ......................................406
CP6173 ......................................406
CP6174 ......................................406
CP6175 ......................................406
CP6530 ......................................379
CP6540......................372, 417-418
CP6550......................372, 417-418
CP6571 ......................................469
CP6572 ......................................469
CP6573 ......................................469
CP6574 ......................................469
CP6575 ......................................469
CP6576 ......................................469
CP6577 ......................................469
CP6578 ......................................469
CP6579 ......................................469
CP6580 ......................................469
CP6581 ......................................469
CP6666 .............................326, 418
CP6670 .............................326, 418
CP6671 .............................326, 418
CP6680 .............................335, 419
CP6681 ......................................419
CP67569....................................418
CP68186....................................467
CP68187....................................467
CP6918 .............................419, 431
CP6937 .............................419, 439
CP6938 .............................419, 439
CP6938I5 ..........................419, 439
CP6953 .............................419, 424
CP6954 .............................419, 424
CP6968 .............................419, 431
CP7128 ......................................357
CP7130 ......................................418
CP7135 .............................326, 418
CP7140 .............................326, 418
CP7141 ......................................419
CP7148 .............................357, 419
CP7150 .............................326, 418
CP7160 .............................326, 418
CP7168 .............................357, 419
CP7170 .............................326, 418
CP7178 .............................357, 419
CP7179 .............................357, 419
CP7196 .............................335, 419
CP7310 ......................................324
CP7311 ......................................324
CP7334 ......................................356
CP7335 ......................................356
CP7340 ......................................350
CP7347 ......................................422
CP7348 ......................................422
CP7348PT .........................421-422
CP7350 .............................280, 422
CP7350I5...................................422
CP7351 ......................................422
CP7351I5...................................422
CP7351PT .........281-282, 421-422
CP7352 ......................................422
CP7352I5...................................422

www.agilent.com/chem/GC:jp

CP7352PT .........................421-422
CP7353 ......................................422
CP7353I5...................................422
CP7353PT.................280, 421-422
CP7354 .............................272, 422
CP7354I5...................................422
CP7354PT .........281-282, 421-422
CP7355 ......................................422
CP7371 ......................................436
CP7372 ......................................436
CP7374 .............................278, 436
CP7375 ......................................436
CP7381 ......................................423
CP7406 ......................................387
CP7407 ......................................387
CP7409 ......................................387
CP7411 ......................................399
CP7412 ......................................399
CP7413 ......................................399
CP7414 .............................279, 399
CP7415 ......................................399
CP7416 ......................................399
CP7416I5...................................399
CP7417 .............................279, 399
CP7418 ......................................399
CP7419 ......................................407
CP7419I5...................................407
CP7420 ......................................407
CP7421 ......................................407
CP7422 ......................................382
CP7424 ......................................382
CP7428 ......................................281
CP7429 ......................................376
CP7430 ......................................376
CP7431 ......................................376
CP7432 ......................................376
CP7433 ......................................376
CP7434 ......................................380
CP7435 ......................................380
CP7437 ......................................380
CP7440 .............................391, 419
CP7441 ......................................324
CP7442 ......................................325
CP7443 ......................................324
CP7443I5...................................324
CP7444 ......................................325
CP7446 ......................................381
CP7447 ......................................381
CP7447I5...................................381
CP7448 ......................................381
CP7448I5...................................381
CP7451 ......................................334
CP7452 ......................................335
CP7453 ......................................334
CP7453I5...................................334
CP7454 ......................................335
CP7461 ......................................390
CP7462 ......................................390
CP7463 .............................409, 419
CP7475 ......................................367
CP7476 ......................................395
CP7477 ......................................395
CP7481 ......................................387
CP7482 .............................281, 393
CP7483 ......................................409
CP7485 ......................................410
CP7485I5...................................410
CP7486 .............................279, 410
CP7487 ......................................407

661

部品番号インデックス

CP7488......................278-279, 407
CP7489 ......................................407
CP7491 ......................................404
CP749103..................................404
CP749106..................................404
CP7491I5...................................404
CP7494 ......................................412
CP7495 ......................................412
CP7495I5...................................412
CP7498 ......................................396
CP7500 ......................................413
CP7500I5...................................413
CP7501 ......................................413
CP7502 ......................................412
CP7502I5...................................412
CP7503 ......................................412
CP7504 ......................................387
CP7511 ......................................430
CP7512......................372, 417-418
CP7512I5...................................372
CP7513 ......................................436
CP7514 ......................................436
CP7515 ......................................430
CP7515I5...................................430
CP7515PT ................279, 421, 430
CP7517 ......................................430
CP7517PT.........................421, 430
CP7518 ......................................430
CP7518PT ........278-279, 421, 430
CP7519 ......................................430
CP7521 ......................................371
CP7522 ......................................371
CP7522I5...................................371
CP7525 .............280-282, 284, 373
CP7525I5...................................373
CP7527 ......................................408
CP7528 ......................................403
CP7529 .............................283, 375
CP7530 ......................................368
CP7531 .............................282, 368
CP7531I5...................................368
CP7532 .............279, 372, 417-418
CP7532I5 ..........................372, 417
CP7533 .............................278, 439
CP7534 ......................................439
CP7534I5...................................439
CP7534PT.........................421, 439
CP7535 ......................................439
CP7535I5...................................439
CP7536 ......................................439
CP7536PT.........................421, 439
CP7537 .............................278, 439
CP7538 ......................................439
CP7538I5...................................439
CP7538PT.........................421, 439
CP7539 ......................................439
CP7539PT.........................421, 439
CP7540 ......................................439
CP7540I5...................................439
CP7541 ......................................371
CP7542......................372, 417-418
CP7543 ......................................439
CP7544 ......................................439
CP7548 ......................................424
CP7549 ......................................424
CP7550 ......................................424
CP7550I5...................................424
CP7550PT.........................421, 424
CP7551 ......................................424

662

CP7551I5...................................424
CP7551PT.........................421, 424
CP7552 ......................................424
CP7553 ......................................424
CP7554 .............................279, 424
CP7554I5...................................424
CP7554PT.........................421, 424
CP7555 ......................................424
CP7556 ......................................424
CP7557 ......................................424
CP7557PT.........................421, 424
CP7558 .............................278, 424
CP7559 ......................................424
CP7562......................372, 417-418
CP7565 ......................................431
CP7565I5...................................431
CP7565PT.........................421, 431
CP7567 .............................281, 431
CP7568 ......................................431
CP7568PT.........................421, 431
CP7569......................372, 417-418
CP7569I5 ..........................372, 417
CP7570 .............279, 372, 417-418
CP7571......................372, 417-418
CP7572......................372, 417-418
CP7574 ......................................427
CP7576 ......................................430
CP7577 ......................................430
CP7579 ......................................427
CP7580 ......................................427
CP7581 ......................................427
CP7582 .............279, 372, 417-418
CP7583 ......................................427
CP7584 ......................................427
CP7584PT.........................421, 427
CP7586 ......................................431
CP7587 ......................................431
CP7588 .............270-271, 276, 396
CP7591 ......................................383
CP7592 .............280, 372, 417-418
CP7593......................372, 417-418
CP7594 ......................................383
CP7595 ......................................382
CP7595I5...................................382
CP7596 .............................269, 382
CP7596I5...................................382
CP7597 .............................273, 382
CP7598 .............................274, 382
CP7598I5...................................382
CP7599 ......................................382
CP7608 ......................................326
CP7614 .............................282, 360
CP7615 .............................285, 409
CP7617 ......................................409
CP7619 ......................................336
CP7620 ......................................326
CP7621 ......................................335
CP7622 ......................................324
CP7624 ......................................360
CP7625 ......................................326
CP7628 ......................................357
CP7629 ......................................336
CP7630 ......................................326
CP7631 ......................................335
CP7635 ......................................326
CP7636 ......................................335
CP7637 ......................................350
CP7638 ......................................357
CP7640 ......................................326

CP7641 ......................................335
CP7645 ......................................326
CP7646 ......................................335
CP7647 ......................................350
CP7648 ......................................357
CP7649 ......................................336
CP7654 .............................272, 360
CP7656 ......................................335
CP7657 ......................................350
CP7658 ......................................357
CP7658I5...................................357
CP7659 ......................................336
CP7664 ......................................360
CP7665 ......................................360
CP7666 ......................................335
CP7667 ......................................350
CP7668 ......................................357
CP7670 ......................................324
CP7670I5...................................324
CP7671 ......................................334
CP7672 ......................................350
CP7673 ......................................356
CP7673I5...................................356
CP7675 ......................................326
CP7676 ......................................335
CP7678 ......................................357
CP7680 ......................................325
CP7680I5...................................325
CP7681 ......................................335
CP7682 ......................................324
CP7684 ......................................324
CP7685 .............................285, 326
CP7685I5...................................326
CP7686 ......................................410
CP7688 ......................................326
CP7690 ......................................325
CP7690I5...................................325
CP7691 ......................................335
CP7691I5...................................335
CP7692 ......................................324
CP7693 ......................................324
CP7694 ......................................324
CP7695 ......................................326
CP7696 ......................................335
CP7697 ......................................350
CP7698 ......................................357
CP7698I5...................................357
CP7700 ......................................324
CP7702 ......................................350
CP7703 ......................................356
CP7709 ......................................324
CP7710 ......................................324
CP7711 ......................................334
CP7712 ......................................350
CP7713 ......................................356
CP7713I5...................................356
CP7714 ......................................373
CP7715 ......................................346
CP7717 ......................................360
CP7717I5...................................360
CP7719 ......................................324
CP7720 ......................................324
CP7721 ......................................334
CP7722 ......................................350
CP7723 ......................................356
CP7723I5...................................356
CP7725 ......................................346
CP7727 ......................................360
CP7730 ......................................325

CP7731 ......................................335
CP7732 ......................................350
CP7739 ......................................325
CP7740 ......................................325
CP7741 ......................................335
CP7741I5...................................335
CP7742 ......................................350
CP7743 ......................................357
CP7745 ......................................346
CP7747 ......................................360
CP7749 ......................................325
CP7749I5...................................325
CP7750 ......................................325
CP7750I5...................................325
CP7751 ......................................335
CP7751I5...................................335
CP7752 ......................................350
CP7753 ......................................357
CP7754 ......................................373
CP7757 ......................................360
CP7758 ......................................325
CP7760 ......................................325
CP7761 ......................................335
CP7762 ......................................350
CP7763 ......................................357
CP7764 ......................................373
CP7767 ......................................360
CP7769 ......................................334
CP7770 ......................................325
CP7770I5...................................325
CP7771 ......................................335
CP7772 ......................................350
CP7773 ......................................357
CP7773I5...................................357
CP7775 ......................................356
CP7777 ......................................360
CP7778 ......................................360
CP7779 ......................................335
CP7785 ......................................356
CP7787 ......................................360
CP7789 ......................................335
CP7791 ......................................356
CP7792 ......................................356
CP7797 ......................................360
CP7809 ......................................350
CP7813 ......................................336
CP7820 ......................................341
CP7821 ......................................341
CP7822 ......................................341
CP7822I5...................................341
CP7824 ......................................341
CP7829 ......................................350
CP7830 ......................................341
CP7831 ......................................341
CP7832 ......................................341
CP7834 ......................................341
CP7839 ......................................350
CP7871 ......................................341
CP7871I5...................................341
CP7879 ......................................357
CP7884 ......................................334
CP7889 ......................................357
CP7906 ......................................336
CP7907 ......................................336
CP7917 ......................................336
CP7926 ......................................336
CP7926I5...................................336
CP7936 ......................................336
CP7937 ......................................336

部品番号インデックス

CP7945 ......................................368
CP7946 ......................................336
CP7947 ......................................336
CP7977 ......................................336
CP8003 ......................................465
CP8007 ......................................466
CP8008 ......................................466
CP8009 ......................................466
CP8014 ......................................335
CP8015 .............................404, 466
CP8016 ......................................466
CP8017 ......................................466
CP8018 ......................................466
CP8019 ......................................466
CP8070 ......................................467
CP8073 ......................................357
CP8073I5...................................357
CP8080 ......................................467
CP8087 ......................................466
CP8088 ......................................466
CP8089 ......................................466
CP8090 ......................................467
CP81025....................................475
CP81069....................................474
CP81071....................................476
CP81073....................................474
CP8120 ......................................408
CP8121 .............................389, 467
CP8128 ......................................466
CP8129 ......................................466
CP8131 ......................................389
CP8132 ......................................389
CP8133 ......................................389
CP8134 .............................389, 466
CP8135 ......................................466
CP8186 ......................................467
CP8187 ......................................467
CP8430 .............................280, 325
CP8431 ......................................335
CP8510 ......................................324
CP8511 ......................................334
CP8513 ......................................356
CP8521 ......................................334
CP8529 ......................................325
CP8530 ......................................325
CP8531 ......................................335
CP8533 ......................................357
CP8540 ......................................325
CP8541 ......................................335
CP8542 ......................................350
CP8543 ......................................357
CP8550 ......................................325
CP8553 ......................................357
CP8560 ......................................325
CP8562 ......................................350
CP8564 ......................................435
CP8566 ......................................435
CP8567 ......................................435
CP8568 ......................................435
CP8570 ......................................435
CP8570I5...................................435
CP8571 ......................................435
CP8575 ......................................375
CP8587 ......................................366
CP8587I5...................................366
CP8605 ......................................348
CP8607 ......................................348
CP8610 ......................................348
CP8613 ......................................348

CP8662 ......................................350
CP86677....................................474
CP86678....................................474
CP8673 ......................................326
CP8674 ......................................326
CP8675 ......................................326
CP8676 ......................................326
CP8677......................280-281, 326
CP8678 ......................................335
CP8685 ......................................326
CP8687......................280-281, 325
CP8687I5...................................325
CP8688 ......................................325
CP8688I5...................................325
CP8689 ......................................325
CP8690 ......................................325
CP8690I5...................................325
CP8710 ......................................324
CP8712 ......................................350
CP8713 ......................................356
CP8713I5...................................356
CP8716 ......................................335
CP8718 ......................................357
CP8722 ......................................350
CP8723 ......................................356
CP8730 ......................................326
CP8735......................278-281, 326
CP8735I5...................................326
CP8736 .............................272, 335
CP8736I5...................................335
CP8737 ......................................350
CP8738 .............279-280, 285, 357
CP8738I5...................................357
CP8741 ......................................324
CP8741I5...................................324
CP8742 ......................................325
CP8743 ......................................324
CP8744 ......................................325
CP8745 ......................................356
CP8746 ......................................356
CP8748 ......................................356
CP8750 ......................................334
CP8751 .............................276, 334
CP8752 ......................................335
CP8753 ......................................334
CP8754 ......................................335
CP8756 ......................................335
CP8760.....................279, 281, 325
CP8761 ......................................335
CP8762 ......................................350
CP8763 .............279-280, 285, 357
CP8770 ......................................324
CP8771 ......................................334
CP8772 ......................................350
CP8773 .............................282, 357
CP8774 ......................................326
CP8775 .............................284, 326
CP8780 ......................................324
CP8781 ......................................334
CP8791 ......................................335
CP8796 ......................................335
CP8798 .............................280, 357
CP8799 ......................................326
CP8801 ......................................305
CP8805 ......................................305
CP8806 ......................................305
CP8807 ......................................305
CP8809 ......................................305
CP8813 ......................................305

CP8816 ......................................305
CP8821 ......................................310
CP8822 ......................................310
CP8822I5...................................310
CP8824 ......................................310
CP8824I5...................................310
CP8827 ......................................310
CP8828 ......................................310
CP8829 ......................................310
CP8831 ......................................310
CP8842 ......................................350
CP8843 ......................................357
CP8853 ......................................357
CP8855 ......................................311
CP8857 ......................................311
CP8858 .............................271, 311
CP8859 ......................................311
CP8859I5...................................311
CP8860 .............................270, 311
CP8861 ......................................311
CP8864 ......................................311
CP8865 ......................................311
CP8867 ......................................311
CP8868 .............................274, 311
CP8870 ......................................325
CP8871 ......................................335
CP8872 ......................................307
CP8873 ......................................307
CP8874 ......................................307
CP8875 ......................................307
CP8877.....................270, 275, 307
CP8878 ......................................307
CP8879 .............................273, 307
CP8880 ......................................307
CP8882 ......................................307
CP8883 ......................................307
CP8884 ......................................307
CP8888 .............................274, 307
CP8900 ......................................297
CP8901 ......................................297
CP8902 ......................................297
CP8903 ......................................297
CP8904 ......................................297
CP8905 ......................................297
CP8906 .............280-281, 284, 298
CP8907 ......................................298
CP8908 ......................................298
CP8908I5...................................298
CP8909 ......................................298
CP8910 ......................................298
CP8911 ......................................298
CP8912 ......................................298
CP8912I5...................................298
CP8913 .............................267, 298
CP8914 ......................................298
CP8915 ......................................298
CP8916 ......................................298
CP8917 ......................................298
CP8919 ......................................298
CP8921 ......................................298
CP8922 ......................................298
CP8923 ......................................298
CP8924.....................265, 272, 298
CP8925 ......................................298
CP8926 .............................265, 298
CP8928 ......................................298
CP8929 ......................................298
CP8930 ......................................298
CP8934 ......................................302

www.agilent.com/chem/GC:jp

CP8935 ......................................302
CP8936 ......................................302
CP8937 ......................................302
CP8938 ......................................303
CP8939 .............................267, 303
CP8940 ......................................303
CP8941 ......................................303
CP8943 .............................270, 303
CP8944266-271, 273-274, 276,
303
CP8944I5...................................303
CP8945.....................270, 276, 303
CP8946.....266, 273, 275-276, 303
CP8947 ......................................303
CP8948 .............................270, 303
CP8949 ......................................303
CP8950 ......................................303
CP8951 ......................................303
CP8953 ......................................303
CP8955.....................265, 276, 303
CP8956 ......................................303
CP8957.....................267, 275, 303
CP8958 ......................................303
CP8959 ......................................303
CP8960 .............................271, 303
CP8961 ......................................303
CP8962 ......................................303
CP8963 ......................................303
CP8964 ......................................415
CP8965 ......................................298
CP8967 .............................273, 298
CP8968 ......................................298
CP8969 .............................274, 298
CP8970 ......................................298
CP8971 ......................................303
CP8974 ......................................303
CP8975 .............................274, 303
CP8976 .............270, 272-274, 303
CP8977 ......................................309
CP8979 ......................................309
CP8980 ......................................309
CP8981 ......................................309
CP8982 .............................270, 309
CP8982I5...................................309
CP8983 .............................271, 309
CP8984 ......................................309
CP8986 ......................................309
CP8990 ......................................309
CP8991 .............................265, 309
CP8996 ......................................309
CP8998 ......................................309
CP9001 .............................272, 309
CP9002 .............................273, 309
CP9010 ......................................446
CP9011 ......................................446
CP9012 ......................................446
CP9013 ......................................446
CP9014 ......................................446
CP9015 ......................................446
CP9016 ......................................446
CP9019 ......................................446
CP9021 ......................................446
CP9022 ......................................446
CP9023 ......................................446
CP9024 ......................................446
CP9025 ......................................446
CP9026 ......................................446
CP9027 ......................................446
CP9030 ......................................297

663

部品番号インデックス

CP9031 ......................................297
CP9032 ......................................297
CP9034 ......................................302
CP9035 ......................................302
CP9036 ......................................302
CP9037 ......................................302
CP9038 ......................................302
CP9039 ......................................302
CP9041 ......................................305
CP9044 ......................................365
CP9045 ......................................365
CP9046 ......................................365
CP9047 ......................................365
CP9048 ......................................365
CP9053 ......................................316
CP9054 .............................267, 316
CP9055 ......................................316
CP9056 ......................................316
CP9057 ......................................316
CP9058 ......................................316
CP9062 ......................................316
CP9063 ......................................316
CP9064 ......................................316
CP9066 ......................................316
CP9070265-266, 270-271, 275,
386
CP9071 ......................................386
CP9072 ......................................386
CP9073 ......................................385
CP9074265-267, 270-271, 275,
385
CP9075 ......................................385
CP9076 .............................379, 419
CP9077 .............................379, 419
CP9078.....................285, 379, 419
CP9079 .............................379, 419
CP9080 ......................................379
CP9083 ......................................379
CP9090 .............................365, 417
CP9091 .............................365, 418
CP9092 .............................365, 417
CP9093 .............................365, 418
CP9094 .............................365, 417
CP9094I5 ..........................365, 417
CP9095 .............................365, 418
CP9096 .............................365, 417
CP9097 .............................365, 418
CP9100 ......................................315
CP9101 ......................................315
CP9102 ............265, 267, 269, 315
CP9102I5...................................315
CP9103....265, 267, 272, 275, 315
CP9103I5...................................315
CP9104 ......................................315
CP9104I5...................................315
CP9105 ............269, 271, 275, 315
CP9106 ......................................315
CP9106I5...................................315
CP9107 .............................272, 315
CP9108.....................269, 271, 315
CP9109 ......................................315
CP9110 ......................................315
CP9145 ......................................317
CP9150 ......................................317
CP9151.....................266, 268, 317
CP9151I5...................................317
CP9152 ......................................317
CP9152I5...................................317
CP9154 ......................................317

664

CP9156 ......................................317
CP9162 ......................................317
CP9163 .............................265, 317
CP9165 ......................................317
CP9166 ......................................317
CP9170 ......................................317
CP9171......................272-274, 317
CP9176 ......................................446
CP9177 ......................................446
CP9201 ......................................313
CP9202 ......................................313
CP9203 ......................................313
CP9204 ......................................313
CP9205 ......................................313
CP9205I5...................................313
CP9206 .............................269, 313
CP9207 ......................................313
CP9210 ......................................314
CP9211 ......................................314
CP9212 ......................................314
CP9213 ......................................314
CP9214 ......................................314
CP9215 ............272, 274, 276, 314
CP9216 ......................................314
CP9217 ......................................314
CP9218 ......................................313
CP9219 ......................................313
CP9220 ......................................313
CP9221 ......................................313
CP9222 ......................................313
CP9223 ......................................313
CP9225 ......................................314
CP9226 .............................272, 314
CP9228 ......................................314
CP9229 ......................................313
CP97638....................................408
CP97658....................................408
CP97713....................................408
CP97721....................................408
CP97723....................................408
CP97723I5.................................408
CP97743....................................408
CP97753....................................408
CP97753I5.................................408
CP97763....................................408
CP97773....................................408
CR213105..................................209
DY50295500 ...............................64
DY50296800 ...............................64
DY50390600 ...............................64
DY50402400 ...............................64
DY50540700 ...............................64
DY50546100 ...............................64
DY50546390 ...............................64
DY50548400 ...............................64
DY50549100 ...............................64
DY50549290 ...............................64
DY50549500 ...............................64
DY50551400 ...............................64
DY50559800 ...............................64
DY50559900 ...............................64
DY50572600 ...............................64
DY50573990 ...............................64
DY50574190 ...............................64
DY50574390 ...............................64
DY50574500 ...............................64
DY70001990 ...............................64
DY70007691 ...............................64
DY70007701 ...............................64

DY70007791 ...............................64
DY70008101 ...............................64
DY70008590 ...............................64
G1072-20008 ....................154-155
G1099-2003038, 126, 147-148,
172
G1099-20130 ............................154
G1099-20132 ............................154
G1099-20133............154-155, 157
G1099-20136 ....................154-155
G1099-60566 ............................146
G1099-80039 ............................170
G1530-60560 ............................127
G1530-60570 ............................127
G1530-60930 ............................127
G1530-61230 ............................126
G1530-61580 ............................126
G1530-61610 ............................126
G1530-61640 ............................126
G1530-80650....................123, 127
G1531-20690 ..............................98
G1531-20700 ..............................98
G1531-20740 ..............................98
G1531-21090 ..............................98
G1531-60690 ..............................98
G1531-80560......................96, 119
G1531-80620......................96, 119
G1532-20710 ..........105, 113, 121,
131, 134, 136
G1532-60675 ............................107
G1532-60685 ............................107
G1532-60690 ............................107
G1532-60695 ............................107
G1532-80540....................105, 136
G1534-20530....................120, 133
G1534-20590....................120, 133
G1534-60570 ...........116, 120, 133
G1534-60640....................120, 133
G1534-80510....................120, 133
G1534-80580 ............................119
G1534-80590....................119, 135
G1535-00010 ............................114
G1535-00030 ............................114
G1535-60600 ...........113, 115, 131
G1535-60610 ............................114
G1535-80520 ............................114
G1540-30025 ..............................48
G1540-30026 ..............................48
G1540-30027 ..............................48
G1540-30028 ..............................48
G1540-80013 ..............................90G1544-20590......................75, 139
G1544-60585 ..............................74
G1544-80700 ..............................32
G1544-80730 ..............................32
G1544-80731 ..............................32
G1545-80520 ..............................80
G1888-60701 ..............................55
G1888-60702 ..............................54
G1888-60703 ..............................54
G1888-60704 ..............................54
G1890-60000 ..............................54
G1960-80303 ............................174
G1999-20021............154-155, 159
G1999-20022............154-155, 159
G1999-20430 ............................159
G1999-20432 ............................159
G1999-20433 ............................159
G1999-20443 ............................159

G1999-20444 ............................159
G1999-20446 ............................159
G1999-60412 ............................159
G1999-60452....................163, 176
G1999-80410....................147, 164
G2397-20540....................102, 132
G2397-80520 ............................102
G2589-20043 ............................155
G2589-20044....................155, 157
G2589-20045....................151, 155
G2589-20100....................151, 155
G2591B .....................................153
G2591C......................................153
G2591D .....................................153
G2617-20510 ..............................84G2617-60506 ..............................83
G2617-60507 .................83, 85, 87
G2617-60508 ..............................83
G2617-60510 ..............................84G2617-80540 ..............................84G2617-80550........................85, 87
G2618-80500........................83, 85
G2619-60501 ..............................83
G2630-60710 ............................123
G2630-61230 ............................107
G2646-60500 ............................123
G2647-60501....................113, 131
G2648-60501....................113, 131
G2855-20530........................43, 49
G2855-20532 ..............................49
G2855-2055538, 40, 43, 49, 148,
172
G2855-20590........................43, 53
G2855-40001 ..............................53
G2855-60200 38, 43, 53, 148, 172
G2855-60570 ..............................53
G2933-85001 ............................123
G2933-85003 ............................123
G3163-20530 ............................154
G3170-20126 ...154-155, 157, 159
G3170-20530 ....................154-155
G3170-20540 ............................159
G3170-60053 ............................157
G3170-60204 ............................163
G3170-60416 ............................159
G3170-80001 ............................162
G3170-80002............163, 176-177
G3170-80002....................146, 174
G3170-80008 ............................165
G3170-80100 ............................165
G3170-80103............165, 173-174
G3182-61580 ..............................42G3182-61581 ..............................42G3184-60065 ..............................43G3188-20509 ..............................49
G3188-27501...........37-39, 41, 43,
49, 148, 172
G3188-27502...........37-39, 41, 43,
49, 148, 172
G3188-27503 ..37, 41, 43, 49, 172
G3188-27504......................49, 172
G3188-27505 ..............................49
G3188-27506 ..............................49
G3397A .....................................162
G3397B .....................................162
G3430-60011 ..............................74
G3431-60680 ..............................98
G3432-60220 ............................107
G3432-60221 ............................107

部品番号インデックス

G3433-63000....................102, 132
G3434-60806....................116, 120
G3435-60350 ............................115
G3435-81330 ............................115
G3435-81360 ............................115
G3440-05012 ............................181
G3440-20003 ..............................48
G3440-20004 ..............................48
G3440-20005 ..............................48
G3440-20007 ..............................48
G3440-20008 ..............................48
G3440-20033 ..............................49
G3440-20035 ..............................49
G3440-20037 ..............................49
G3440-60033 ..............................49
G3440-60035 ..............................49
G3440-60136 ..............................49
G3440-60233 ..............................49
G3440-60234 ..............................49
G3440-60236 ..............................49
G3440-60300 ..............................49
G3440-60310 ..............................49
G3440-60333 ..............................49
G3440-60334 ..............................49
G3440-60336 ..............................49
G3440-60600 ..............................49
G3440-60610 ..............................49
G3440-60620 ..............................49
G3440-80217............39-40, 74, 76
G3440-80218............39-40, 74, 76
G3440-81664 ..............................49
G3440-81665 ..............................49
G3440-85007 ............................181
G3440-85009 ............................181
G3440-85012 ............................181
G3440-85013 ............................181
G3440-85017 ............................181
G3440-85018 ............................181
G3440-85026 ............................181
G3440-85027 ............................181
G3440-85028 ............................181
G3440-85029 ............................181
G3440-85035 ............................181
G3440-85036 ............................181
G3451-80501......................90, 137
G3452-20512 ..............................76G3452-60570 ..............................74G3452-60586 ..............................74G3452-60730 ..............................74G3452-60835 ..............................53
G3452-80570 ..............................74
G3480-20002 ..............................48
G3480-60663 ..............................48
G3480-67585 ..............................74
G3500-80000 ..............................87
G3504-20504 ..............................40
G3504-60620 ..............................53
G3507-60660 ..............................48
G3510-20018 ..............................76
G3520-20210 ..............................53
G3591-70001 ............................478
G3591-70002 ............................475
G3591-70003 ............................475
G3591-70004 ............................475
G3591-70005 ............................474
G3591-70006 ............................474
G3591-70007 ............................474
G3591-70008 ............................475
G3591-70009 ............................478

G3591-70010 ............................478
G3591-70011 ............................474
G3591-70012 ............................471
G3591-70013 ............................475
G3591-70014 ............................478
G3591-70015 ............................476
G3591-70016 ............................471
G3591-70017 ............................476
G3591-70018 ............................478
G3591-74001 ............................474
G3591-80000 ............................480
G3591-80001 ............................472
G3591-80002 ............................474
G3591-80003 ............................476
G3591-80004 ............................474
G3591-80006 ............................480
G3591-80007 ............................479
G3591-80008 ............................479
G3591-80011 ............................473
G3591-80012 ............................476
G3591-80013 ............................478
G3591-80014 ............................479
G3591-80015 ............................479
G3591-80016 ............................478
G3591-80017 ............................475
G3591-80019 ............................474
G3591-80020 ............................474
G3591-80021 ............................471
G3591-80022 ............................475
G3591-80023 ............................474
G3591-80025 ............................476
G3591-80026 ............................479
G3591-80027 ............................472
G3591-80028 ............................476
G3591-80029 ............................479
G3591-80030 ............................472
G3591-80031 ............................476
G3591-80032 ............................472
G3591-80033 ............................474
G3591-80034 ............................480
G3591-80035 ............................476
G3591-80036 ............................477
G3591-80037 ............................473
G3591-80039 ............................472
G3591-80040 ............................480
G3591-80043 ............................476
G3591-80044 ............................477
G3591-80045 ............................473
G3591-80046 ............................475
G3591-80047 ............................474
G3591-80048 ............................476
G3591-80049 ............................480
G3591-80051 ............................478
G3591-80052 ............................478
G3591-80053 ............................478
G3591-80054 ............................476
G3591-80055 ............................471
G3591-80056 ............................475
G3591-80058 ............................476
G3591-80059 ............................477
G3591-80060 ............................473
G3591-80061 ............................475
G3591-80062 ............................475
G3591-80063 ............................479
G3591-80064 ............................475
G3591-80065 ............................475
G3591-80066 ............................478
G3591-80067 ............................472
G3591-80068 ............................479

G3591-80071 ............................479
G3591-80072 ............................477
G3591-80074 ............................475
G3591-80075 ............................475
G3591-80077 ............................475
G3591-80082 ............................472
G3591-80083 ............................478
G3591-80084 ............................470
G3591-80085 ............................476
G3591-80086 ............................477
G3591-80087 ............................477
G3591-80088 ............................473
G3591-80090 ............................475
G3591-80091 ............................473
G3591-80093 ............................476
G3591-80094 ............................480
G3591-80095 ............................470
G3591-80096 ............................478
G3591-80097 ............................476
G3591-80098 ............................476
G3591-80099 ............................471
G3591-80100 ............................474
G3591-80101 ............................476
G3591-80103 ............................475
G3591-80104 ............................475
G3591-80105 ............................470
G3591-80106 ............................478
G3591-80107 ............................475
G3591-80108 ............................479
G3591-80110 ............................477
G3591-80119 ............................477
G3591-80120 ............................478
G3591-80121 ............................474
G3591-80122 ............................477
G3591-80123 ............................477
G3591-80124 ............................474
G3591-80135 ............................478
G3591-80136 ............................478
G3591-80137 ............................478
G3591-80138 ............................478
G3591-80139 ............................471
G3591-80140 ............................472
G3591-80141 ............................479
G3591-80142 ............................479
G3591-80156 ............................473
G3591-80157 ............................478
G3591-80158 ............................473
G3591-80160 ............................472
G3591-80161 ............................472
G3591-80162 ............................476
G3591-80170 ............................479
G3591-80171 ............................479
G3591-80176 ............................479
G3591-81000 ............................480
G3591-81001 ............................472
G3591-81002 ............................474
G3591-81003 ............................476
G3591-81004 ............................474
G3591-81006 ............................480
G3591-81007 ............................479
G3591-81008 ............................479
G3591-81011 ............................473
G3591-81012 ............................476
G3591-81013 ............................478
G3591-81014 ............................479
G3591-81015 ............................479
G3591-81016 ............................478
G3591-81017 ............................475
G3591-81019 ............................474

www.agilent.com/chem/GC:jp

G3591-81020 ............................474
G3591-81021 ............................471
G3591-81022 ............................475
G3591-81023 ............................474
G3591-81025 ............................476
G3591-81026 ............................479
G3591-81027 ............................472
G3591-81028 ............................476
G3591-81029 ............................479
G3591-81030 ............................472
G3591-81031 ............................476
G3591-81032 ............................472
G3591-81033 ............................474
G3591-81034 ............................480
G3591-81035 ............................476
G3591-81036 ............................477
G3591-81037 ............................473
G3591-81039 ............................472
G3591-81040 ............................480
G3591-81043 ............................476
G3591-81044 ............................477
G3591-81045 ............................473
G3591-81046 ............................475
G3591-81047 ............................474
G3591-81048 ............................476
G3591-81049 ............................480
G3591-81050 ............................471
G3591-81051 ............................478
G3591-81052 ............................478
G3591-81053 ............................478
G3591-81054 ............................476
G3591-81055 ............................471
G3591-81056 ............................475
G3591-81058 ............................476
G3591-81059 ............................477
G3591-81060 ............................473
G3591-81061 ............................475
G3591-81062 ............................475
G3591-81063 ............................479
G3591-81064 ............................475
G3591-81065 ............................475
G3591-81066 ............................478
G3591-81067 ............................472
G3591-81068 ............................479
G3591-81071 ............................479
G3591-81072 ............................477
G3591-81074 ............................475
G3591-81075 ............................475
G3591-81077 ............................475
G3591-81082 ............................472
G3591-81083 ............................478
G3591-81084 ............................470
G3591-81085 ............................476
G3591-81086 ............................477
G3591-81087 ............................477
G3591-81088 ............................473
G3591-81090 ............................475
G3591-81091 ............................473
G3591-81093 ............................476
G3591-81094 ............................480
G3591-81095 ............................470
G3591-81096 ............................478
G3591-81097 ............................476
G3591-81098 ............................476
G3591-81099 ............................471
G3591-81100 ............................474
G3591-81101 ............................476
G3591-81102 ............................474
G3591-81103 ............................475

665

部品番号インデックス

G3591-81104 ............................475
G3591-81105 ............................470
G3591-81106 ............................478
G3591-81119 ............................477
G3591-81120 ............................478
G3591-81121 ............................474
G3591-81122 ............................477
G3591-81123 ............................477
G3591-81135 ............................478
G3591-81136 ............................478
G3591-81137 ............................478
G3591-81138 ............................478
G3591-81139 ............................471
G3591-81140 ............................472
G3591-81141 ............................479
G3591-81142 ............................479
G3591-81143 ............................474
G3591-81146 ............................474
G3591-81147 ............................475
G3591-81149 ............................475
G3591-81156 ............................473
G3591-81157 ............................478
G3591-81160 ............................472
G3591-81161 ............................472
G3591-81162 ............................476
G3591-81176 ............................479
G3591-81209 ............................475
G3591-81210 ............................473
G3591-81211 ............................473
G3591-81212 ............................473
G3591-81213 ............................473
G3591-81214 ............................476
G3591-81215 ............................480
G3591-82000 ............................480
G3591-82001 ............................472
G3591-82002 ............................474
G3591-82003 ............................476
G3591-82004 ............................474
G3591-82011 ............................473
G3591-82012 ............................476
G3591-82013 ............................478
G3591-82014 ............................479
G3591-82015 ............................479
G3591-82016 ............................478
G3591-82017 ............................475
G3591-82020 ............................474
G3591-82022 ............................475
G3591-82023 ............................474
G3591-82025 ............................476
G3591-82026 ............................479
G3591-82029 ............................479
G3591-82032 ............................472
G3591-82033 ............................474
G3591-82035 ............................476
G3591-82036 ............................477
G3591-82037 ............................473
G3591-82039 ............................472
G3591-82040 ............................480
G3591-82043 ............................476
G3591-82044 ............................477
G3591-82048 ............................476
G3591-82049 ............................480
G3591-82050 ............................471
G3591-82051 ............................478
G3591-82053 ............................478
G3591-82063 ............................479
G3591-82064 ............................475
G3591-82067 ............................472
G3591-82072 ............................477

666

G3591-82082 ............................472
G3591-82084 ............................470
G3591-82087 ............................477
G3591-82088 ............................473
G3591-82093 ............................476
G3591-82095 ............................470
G3591-82099 ............................471
G3591-82101 ............................476
G3591-82102 ............................474
G3591-82104 ............................475
G3591-82106 ............................478
G3591-82119 ............................477
G3591-82121 ............................474
G3591-82122 ............................477
G3591-82123 ............................477
G3591-82135 ............................478
G3591-82136 ............................478
G3591-82137 ............................478
G3591-82139 ............................471
G3591-82140 ............................472
G3591-82159 ............................474
G3591-82176 ............................479
G3850-60014 ............................147
G3870-20021 ............................157
G3870-20135....................154, 157
G3870-20440 ............................157
G3870-20444....................151, 157
G3870-20445 ............................157
G3870-20446 ............................157
G3870-20448 ............................151
G3870-20449 ............................151
G3870-20530 ............................157
G3870-60171 ............................157
G3870-60172 ............................154
G3870-60179 ............................155
G3880-20030 ..............38, 147-148
G3880-80010 ............................162
G3880-80011 ............................162
G3900-63001 ............................462
G3900-63002 ............................462
G3900-63003 ............................463
G3900-63004 ............................462
G3900-63005 ............................462
G3900-63006 ............................463
G3900-63007 ............................463
G3900-63008 ............................463
G3900-63009 ............................462
G3900-63010 ............................463
G3900-63011 ............................463
G3900-63012 ............................463
G3900-63013 ............................462
G3900-63014 ............................462
G3900-63015 ............................463
G3900-63016 ............................462
G3900-63017 ............................462
G3900-63018 ............................462
G3900-63019 ............................462
G3900-63020 ............................463
G3900-63021 ............................463
G3900-63022 ............................463
G3900-63023 ............................463
G3900-63024 ............................463
G3900-63025 ............................463
G3900-63026 ............................463
G3900-63027 ............................463
G3900-63028 ............................463
G3900-63029 ............................463
G3900-63030 ............................462
G3900-63031 ............................462

G3900-63032 ............................462
G3900-63033 ............................462
G3900-63034 ............................463
G3900-63035 ............................463
G3900-63036 ............................463
G3900-63037 ............................463
G3900-63038 ............................462
G3900-63039 ............................462
G3900-63040 ............................462
G3900-63041 ............................462
G3900-63042 ............................462
G3900-64016 ............................450
G3900-65001 ............................448
G3900-65003 ............................449
G3900-65004 ............................449
G3903-61004 ............................448
G3903-63001....................284, 374
G3903-63002 ............................374
G3903-63003....................283, 374
G3903-63004 ............................374
G3903-65002 ............................448
G4333-63000 ............................132
G4513-20561 ..............................50
G4513-40525 ..............................50
G4513-40529 ..............................50
G4513-60560 ............................188
G4513-60561 ............................188
G4513-80200 ............................187
G4513-80201 ............................187
G4513-80202 ............................187
G4513-80203 ............................188
G4513-80204 ............................187
G4513-80205 ............................187
G4513-80206 ............................187
G4513-80208 ............................188
G4513-80209......................23, 187
G4513-80210 ............................188
G4513-80211 ............................187
G4513-80212 ............................187
G4513-80213......................23, 187
G4513-80215 ............................187
G4513-80216 ............................187
G4513-80218 ............................187
G4513-80219 ............................188
G4513-80220 ............................188
G4513-80221 ............................188
G4513-80222 ............................188
G4513-80223 ............................188
G4513-80224 ............................187
G4513-80225 ....................187-188
G4513-80226 ............................187
G4513-80227 ............................188
G4513-80228 ............................188
G4513-80229 ............................187
G4513-80233 ............................188
G4513-80234 ............................187
G4513-80235 ............................187
G4513-80236 ....................187-188
G4513-80239 ............................187
G4513-80240 ............................187
G4513-80241 ............................188
G4513-80242 ............................187
G4513-80243 ............................187
G4513-80244 ............................187
G4514-60610 ............................127
G4514-60710 ..............................50
G4514-67505 ..............................50
G4525-60701 ..............................50
G4525-60702 ..............................50

G4525-60703 ..............................50
G4525-60704 ..............................50
G4556-60019 ..............................52
G4556-60125 ..............................52
G4556-67010 ..............................52
G4556-90500 ..............................52
G6012A .....................................169
G6014A.............................169, 179
G6600-60037 ............................123
G6600-60038 ............................122
G6600-67007 ....................122-123
G6600-67008 ....................122-123
G6600-80018 ..............41, 122-123
G6600-80042 ............................122
G6600-80043 ....................122-123
G6600-80044 ....................122-123
G6600-80045 ............................122
G6600-80050 ............................122
G6600-80051 ....................122-123
G6600-80063 ............................122
G6600-80072 ....................122-123
G6600-85000 ............................123
G6600-85001 ....................122-123
G6600-85002............122-123, 170
G7005-60061 ...154-155, 162, 174
G7005-60072 ...........159, 162, 174
MKI-C-QSC10 .............................65
MKI-MTD-1169 ..........................65
MKI-MTD-1204 ..........................65
MKI-SERUTD-5065 ....................66
MKI-U-COV06.............................65
MKI-U-COV07.............................65
MKI-U-COV10.............................65
MKI-U-DISK1..............................65
MKI-U-DISK3..............................65
MKI-U-T10CW-2S......................65
MKI-U-T11GPC...........................65
MKI-U-T11GPC-2S.....................65
MKI-U-T12ME ............................65
MKI-U-T12ME-2S ......................65
MKI-U-T13DHS ..........................65
MKI-U-T13DHS-2S ....................65
MKI-U-T15ATA-2S .....................65
MKI-U-T16GHG-2S ....................65
MKI-U-T17O3P-2S .....................65
MKI-U-T1HBL-2S.......................65
MKI-U-T3ATX .............................65
MKI-U-T3ATX-2S .......................65
MKI-U-T6SUL-2S .......................65
MKI-U-T9TNX ............................65
MKI-U-T9TNX-2S.......................65
MKI-UTD-5064 ...........................66
MKI-Z-0285.................................65
MKI-Z-0351.................................65
RDT-1020............................52, 140
RDT-1023 ..................................140
RMSN-2 ....................................164

部品番号インデックス

www.agilent.com/chem/GC:jp667

製品インデックス

製品インデックス
Agilent J&W GC カラム
LTM カラムモジュール

アプリケーションとメソッドガイド

447-451

ASTM メソッド ....................................................278-285
EPA メソッド
固形廃棄物..........................................................272-276
廃水 ......................................................................269-271
飲用水 ..................................................................265-268
アプリケーションクロスリファレンスガイド ....262-264
米国薬局方 (USP) GC 相 ............................................277
カスタムオーダー .........................................................481
カラムの選択カラム内径 ............................................................256-257
カラム膜厚 ............................................................260-261
カラム長 ................................................................258-259
ガス - 固体または PLOT カラム ...............................254
固定相の選択 ........................................................248-251
固定相選択の概要 .......................................................255
極性 .........................................................................252-253
ガードカラムDuraGuard......................................................................445
EZ-Guard ........................................................................446
キャピラリカラム
グループ別PAH...............................................................................390
PLOT .............................................................................420
ウルトライナート.....................................................286
ポリエチレングリコール (PEG).....................351-413
ポリシロキサン .........................................................318
ライフサイエンス.....................................................414
低ブリード GC/MS ..................................................294
半揮発性物質 .............................................................392
揮発性物質 .................................................................397
石油 ..............................................................................366
農薬 ..............................................................................384
非結合 ..........................................................................441
食品・香料 .................................................................405
高温 ..............................................................................362
固定相別

CAM..............................................................................442
CarboBOND.................................................................436
CarboPLOT P7.............................................................436
Carbowax 20M............................................................361
CP-1301........................................................................348
CP-Al2O3/KCl .....................................................430-431
CP-Al2O3/Na2SO4.............................................430-431
CP-Carbowax 400 for Volatiles in Alcohol .............408
CP-Chirasil Val ............................................................412
CP-Chirasil-Dex CB ....................................................412
CP-Cyclodextrin-β-2,3,6-M-19 ..................................413
CP-FFAP CB for Free Fatty Acids in Dairy
Products.......................................................................410
CP-Molsieve 5Å..........................................................439

668

CP-Select 624 CB .......................................................399
CP-Select CB for MTBE ............................................403
CP-Sil 13 CB ................................................................336
CP-Sil 19 CB ................................................................350
CP-Sil 19 CB for Pesticides ......................................387
CP-Sil 2 CB ..................................................................373
CP-Sil 24 CB ................................................................341
CP-Sil 43 CB ................................................................346
CP-Sil 5 CB ..........................................................324-326
CP-Sil 5 CB for Formaldehyde..................................367
CP-Sil 5 CB for Sulfur ................................................375
CP-Sil 5/C18 CB for PCB ..........................................395
CP-Sil 8 CB ..........................................................334-335
CP-Sil 8 CB for Amines .............................................382
CP-Sil 8 CB for PCB ...................................................393
CP-Sil 8 CB for Pesticides ........................................387
CP-Sil 88 ......................................................................406
CP-Sil 88 for Dioxins..................................................396
CP-Sil 88 for FAME ....................................................407
CP-Sil PAH CB UltiMetal...........................................391
CP-Sil PONA CB .........................................................368
CP-Sil PONA for ASTM D5134.................................368
CP-SilicaPLOT .............................................................435
CP-SimDist...........................................................371-372
CP-TAP CB for Triglycerides.....................................409
CP-TCEP for Alcohols in Gasoline...........................373
CP-Volamine................................................................381
CP-Wax 52 CB.....................................................356-357
CP-Wax 57 CB ............................................................408
CP-Wax 57 CB for Glycols and Alcohols................409
CP-Wax 58 FFAP CB ..................................................360
CP-Wax for Volatile Amines and Diamines ...........382
CycloSil-B ....................................................................410
Cyclodex-B ..................................................................411
DB-1......................................................................318-321
DB-1301 .......................................................................347
DB-17............................................................................339
DB-1701 .......................................................................349
DB-1701P.....................................................................386
DB-17ht........................................................................364
DB-17ms ......................................................................308
DB-1ht ..........................................................................362
DB-1ms ........................................................................295
DB-1ms ウルトライナート .....................................289
DB-200 .........................................................................343
DB-210 .........................................................................344
DB-225 .........................................................................345
DB-225ms ....................................................................312
DB-23............................................................................342
DB-2887 .......................................................................370
DB-35............................................................................337
DB-35ms ......................................................................306
DB-35ms ウルトライナート ...................................291
DB-5......................................................................329-331

DB-5.625 ......................................................................394
DB-502.2 ......................................................................402
DB-5ht ..........................................................................363
DB-5ms.................................................................299-300
DB-5ms EVDX .............................................................415
DB-5ms ウルトライナート .....................................290
DB-608 .........................................................................388
DB-624 .........................................................................398
DB-624 ウルトライナート..............................291, 397
DB-ALC1 ......................................................................414
DB-ALC2 ......................................................................414
DB-CLP1.......................................................................384
DB-CLP2.......................................................................384
DB-Dioxin ....................................................................396
DB-EUPAH ...................................................................390
DB-FFAP.......................................................................358
DB-HT SimDis.............................................................370
DB-MTBE.....................................................................402
DB-Petro ......................................................................369
DB-Select 624 UI for <467>.............................292, 416
DB-Sulfur SCD ............................................................374
DB-TPH ........................................................................403
DB-UI 8270D ウルトライナート ............................292
DB-VRX ........................................................................400
DB-WAX...............................................................351-353
DB-WAX FF..........................................................351-353
DB-WAXetr..................................................................354
DB-XLB ........................................................................304
DX-1..............................................................................443
DX-4..............................................................................443
GS-Alumina .................................................................433
GS-Alumina KCl ..........................................................429
GS-CarbonPLOT..........................................................437
GS-GasPro ...................................................................434
GS-OxyPLOT................................................................366
GS-Q .............................................................................426
HP-1 ......................................................................322-323
HP-1 アルミニウム被膜 ...........................................369
HP-101..........................................................................441
HP-17............................................................................441
HP-1ms.........................................................................296
HP-1ms ウルトライナート .....................................289
HP-20M ........................................................................361
HP-35............................................................................338
HP-5 ......................................................................332-333
HP-50+ .........................................................................340
HP-5ms.........................................................................301
HP-5ms ウルトライナート .....................................290
HP-5ms 半揮発性化合物..........................................395
HP-88............................................................................405
HP-Chiral β ..................................................................411
HP-FFAP.......................................................................359
HP-Fast Residual Solvent .........................................416
HP-INNOWax ..............................................................355

製品インデックス

HP-PAS5.......................................................................388
HP-PLOT Al2O3 KCl ...................................................428
HP-PLOT Al2O3 M .....................................................434
HP-PLOT Al2O3 S.......................................................432
HP-PLOT Molesieve...................................................438
HP-PLOT Q...................................................................425
HP-PLOT U...................................................................428
HP-PONA .....................................................................367
HP-VOC ........................................................................401
Lowox...........................................................................366
PoraBOND Q ...............................................................422
PoraBOND U ...............................................................423
PoraPLOT Amines ......................................................383
PoraPLOT Q .................................................................424
PoraPLOT Q-HT...........................................................424
PoraPLOT S .................................................................427
PoraPLOT U .................................................................427
Rapid-MS .....................................................................389
SE-30 ............................................................................444
SE-54 ............................................................................444
Select Al2O3 MAPD ..................................................376
Select Biodiesel..........................................................379
Select FAME................................................................407
Select Low Sulfur.......................................................375
Select Mineral Oil.......................................................404
Select PAH...................................................................390
Select Permanent Gases ..........................................376
Select Silanes .............................................................380
Ultra 1...........................................................................327
Ultra 2...........................................................................328
VF-1301ms ...........................................................315-316
VF-1701 Pesticides.....................................................386
VF-1701ms...................................................................317
VF-17ms .......................................................................309
VF-1ms .................................................................297-298
VF-200ms .....................................................................311
VF-23ms .......................................................................310
VF-35ms .......................................................................307
VF-5 Pesticides...........................................................385
VF-5ht ...........................................................................365
VF-5ms .................................................................302-303
VF-624ms .....................................................................315
VF-DA ...........................................................................415
VF-WAXms ..........................................................313-314
VF-Xms.........................................................................305
バイオディーゼル .............................................377-378
半揮発性物質用 DB-ウルトライナート 8270D ..392
金属カラム ....................................................................417
テスト標準溶液 ......................................................482-483
パックドカラム

0.1 % SP-1000 ...............................................................479
1.5 % OV-101 .................................................................476
10 % Carbowax 20M (G16、G$1) + 2 % KOH .........471
10% Carbowax 20M (G16、G$1) ...............................471
10% OV-101 ...................................................................476
10% PEG-20M ...............................................................477
10% SE-30......................................................................478

10% UC W982 ...............................................................480
12% UC W982 ...............................................................480
15 % Hallcomid m-18 ...................................................472
15% Carbowax 1540.....................................................470
15% SP-2100 .................................................................479
20 % PEG-20M ..............................................................477
20 % Sebaconitrile........................................................479
20 % Sebaconitrile/2 % H3PO4 .................................479
20% Carbowax 20M (G16、G$1) ...............................471
20% OV-101 ...................................................................476
20% TCEP.......................................................................480
25 % DC-200 (500 cSt).................................................472
25% SP-2100 .................................................................479
30% DC 200/500...........................................................472
30% DC-200 (500 cSt) ..................................................472
35% DC-200 (500 cSt) ..................................................472
5% Carbowax 20M (G16、G$1) .................................470
7 % Carbowax M + 3 % Polyphenolether 6 ring +2 % KOH .........................................................................471
Carbosieve S-II..............................................................470
Carboxen-1000 ..............................................................471
Chromosorb 101............................................................471
Chromosorb 102............................................................471
HayeSep A .....................................................................473
HayeSep D .....................................................................473
HayeSep DB ..................................................................473
HayeSep N.....................................................................473
HayeSep N + HayeSep R 1:1 ......................................473
HayeSep P......................................................................473
HayeSep Q .....................................................................474
HayeSep R .....................................................................474
HayeSep T..............................................................474-480
MolSieve 13X ................................................................476
MolSieve 5 Å.................................................................475
Porapak N ......................................................................477
Porapak N + Porapak R 1:1.........................................477
Porapak Q.......................................................................478
Porapak QS ....................................................................478
Porapak R.......................................................................478
Porapak T.......................................................................478
シリカゲル ....................................................................479

CrossLab 消耗品
CTC GC オートサンプラ
オートサンプラシリンジ ..........................................239
カラムフェラル ......................................................195-196
サーモサイエンティフィック GC システム
オートサンプラシリンジ ..........................................236
カラムナット ...............................................................236
キャピラリカラムフェラル ......................................235
ライナ O-リング ..........................................................235
注入口セプタム ...................................................237-238
注入口ライナFocus システム ..........................................................234
Trace システム ...........................................................234
シリンジ ..................................................................197-198
パーキンエルマー GC システム
オートサンプラシリンジ ..........................................225
カラムナット ...............................................................224
キャピラリカラムフェラル ......................................223
パックドカラムフェラル ..........................................224
ライナ O-リング ..........................................................222
注入口セプタム ...........................................................226
注入口ライナAutoSystem .........................................................221-222
AutoSystem XL ...................................................221-222
Clarus....................................................................221-222
ブルカー、バリアン GC システム
インジェクタの交換

1041 パックド/ワイドボアオンカラム (PWOC)
インジェクタ .............................................................217
1061 パックド/530 µm キャピラリカラム
インジェクタ .............................................................216
1079 大容量インジェクタ (LVI) .............................214
1093 クールオンカラム (COC) インジェクタ.....215
1177 スプリット/スプリットレス注入口 ...........213
オートサンプラシリンジ ..........................................210
カラムナット ...............................................................210
キャピラリカラムフェラル ......................................209
パックドカラムフェラル ..........................................210
ライナ O-リング ..........................................................208
検出器の交換フューズドシリカチューブ

パルス炎光光度検出器 (PFPD).......................219-220

不活性処理済 ........................................................464-467

水素炎イオン化検出器 (FID) ..................................218

非不活性処理 ...............................................................468

熱イオン専用検出器 (TSD) .....................................220

取り付けとトラブルシューティング

熱伝導度検出器 (TCD) .............................................218

カラム性能の低下の原因 ..................................488-490

注入口セプタム ...................................................211-212

クイックリファレンスガイド ..........................485-487

注入口ライナ

トラブルシューティングガイド

1060/1061 インジェクタ.........................................208
1075/1077 インジェクタ.........................................208
1078/1079 インジェクタ .................................207-208
1093/1094 インジェクタ .................................207-208
1177 インジェクタ ............................................206-220
ライナ O-リング ............................................................195
島津製作所 GC システム
オートサンプラシリンジ ..........................................232
カラムナット ...............................................................232
キャピラリカラムフェラル ......................................231

ピークのテーリング ................................................497
ピークの割れ .............................................................497
ピークサイズの変化 ................................................498
ベースラインが不安定または乱れる ..................496
リテンションタイムの変化....................................498
分解能の低下 .............................................................499
過度なベースラインノイズ....................................496
問題の把握 ............................................................494-495

www.agilent.com/chem/GC:jp669

製品インデックス

パックドカラムフェラル ..........................................231

カラムナット ............................................................38-40

ライナ O-リング ..........................................................230

ショートフェラルとロングフェラル .......................36

電子捕獲型検出器 (ECD)....................................100-102

注入口セプタム ...........................................................233

ストレート ......................................................................41

注入口システム

注入口ライナ

フェラル選択にあたっての推奨事項 .................38-39

クールオンカラム ...................................................78-80

14 システム ................................................................230
17A システム .............................................................229
2010 および 2010 Plus システム ...........................2282014 システム ............................................................227
注入口セプタム ......................................................199-201
ブリード/温度最適化 (BTO).....................................202
汎用 ................................................................................205
長寿命 ............................................................................204
高性能グリーン ...........................................................203
注入口ライナ ..........................................................193-194

リデューシング ............................................................41

スプリット/スプリットレス注入口シール ....67, 69-75

特殊 .............................................................................37-40

パージドパックド ...................................................88-91

キャピラリ・フロー・テクノロジー

フリップトップ注入口システム ...............................68

Ultimate ユニオン ..........................................................42
カラム/リテンションギャップの取り付け ............43
フィッティング .............................................................43
フェラル ..........................................................................43

マルチモード ............................................................76-77

アジレントの消耗品
7820A GC システム .......................................................125
GC 標準 ............................................................................124
GC/MS
220-MS ...........................................................................180
240-MS イオントラップ ....................................178-179
7000 トリプル四重極 GC/MS...........................171-174
GC/MS 用 7200 Q-TOF ........................................175-177
GC/MSD インタフェース ..................................160-161
MSD エレクトロンマルチプライヤと交換用ホーン ...............................................................165
MSD コンタミネーション .................................142-145
MSD フィラメント .....................................................162
イオン源 ................................................................149-159
化学イオン化 (CI) イオン源............................158-159
電子イオン化 (EI) イオン源 ............................154-157
ガスクリーンフィルタ ..............................................164
クリーニングとメンテナンス .........................146-147
ベントバルブ消耗品...................................................163
メンテナンススケジュール ......................................141
四重極マスフィルタ...................................................164
推奨する MS インタフェース接続 .........................148
標準試料
アナライザキット標準試料....................................181
テスト/評価用サンプル ..........................................182
真空システムとポンプ ..............................................166
ディフュージョンポンプ ........................................168
ロータリポンプ .........................................................170
圧力異常 ..............................................................166-167
静音ボックス .............................................................169
Markes サーマルディソープション (熱脱着) .....65-66
Merlin マイクロシール .............................................22-23
オーブン排気デフレクタ ............................................123
カラムコネクタとスプリッタ

Graphpak ..........................................................................45
プレスフィット .............................................................44
カラムナット ..............................................................38-40
キャピラリカラムフェラルとナット

LTM 高速加熱/冷却システム用 .................................41
NCD および SCD 用.......................................................41670

窒素リン検出器 (NPD) .......................................116-121

温度プログラム気化 (PTV)....................................81-87
注入口セプタム................................................................17
ブリード/温度最適化 (BTO).......................................18

サンプル導入システム

汎用...................................................................................217693A オートサンプラ .................................................507697A ヘッドスペースサンプラ ..........................52-53
G1883A ネットワークヘッドスペースサンプラ ...55
G1888A ネットワークヘッドスペースサンプラ ...54
G3520A XLSI アクセサリ .............................................53
オートサンプラ .............................................................51
シリンジ ..........................................................................183
7673/7683 用オンカラムオートサンプラシリンジ ..191
HP 7670/71/72 用オートサンプラシリンジ.........191

長寿命 ..............................................................................19

ゴールドスタンダードオートサンプラシリンジ

高性能グリーン .............................................................19
注入口ライナ ..............................................................24-25
ウルトライナート .........................................................28
スプリット、アジレント独自の不活性処理 ..........29
スプリットレス、アジレント独自の不活性処理 ....30
特殊注入口

PTV..................................................................................32
ダイレクトコネクト ..................................................32
マルチモード注入口高マトリックス.....................31

ストレートニードル、23 および 26s ゲージ ....190
ストレートニードル、23 ～ 26s ゲージ .............189
ニードルの先端形状...................................................185
ニードルゲージ ...........................................................184
ニードルチップのデザイン ......................................185
ブルーラインオートサンプラシリンジ、
7693A ALS 用 ................................................................186

PTFE チップ付きプランジャ ..................................187
フィット済みプランジャ ........................................188
高性能拡張サンプル ................................................188
バイアルとキャップ
オートクリンパとデキャッパ ....................................60
ヘッドスペース

20 mm キャップとセプタム .....................................58
CombiPAL 18 mm スクリューキャップ、セプタム付....................................................................59
CombiPAL スクリューバイアル ...............................59
キット ............................................................................58
クリンプバイアル .......................................................56
高性能セプタム .....................................................57-58
マニュアルクリンパとデキャッパ ...........................61
バルク GC 消耗品 ............................................................16
バルブとループ ..........................................................47-49
パージ & トラップシステム
Archon ..............................................................................64
Teledyne Tekmar........................................................62-63
メンテナンススケジュール.....................................14-15
ライナ O-リング...............................................................33
ラージバルブオーブン ...................................................46
検出器システム
化学発光硫黄検出器 (SCD) ...............................122-123
化学発光窒素検出器 (NCD)...............................122-123
水素炎イオン化検出器 (FID) .................................92-99
炎光光度検出器 (FPD) ........................................108-115
熱伝導度検出器 (TCD) ........................................103-107

アプリケーション
エネルギーと燃料 .........................................................576
工業化学 ..........................................................................602
法医学/毒物および医薬品 ..........................................635
環境
半揮発性物質 ...............................................................532
大気分析 ........................................................................549
揮発性物質 ....................................................................544
炭化水素 ........................................................................501
農薬および除草剤 .......................................................506
食品・香料 ......................................................................554

アプリケーションインデックス

アプリケーションインデックス"1701" タイプ相による EPA 625 ハロゲン化農薬 ....528

PFBHA 誘導体 ................................................................614

テトラクロロジベンゾ-p-フラン ...............................533

1,3-ブタジエン ...............................................................586

US EPA メソッド 8061 (フタル酸エステル)............539

ディーゼル油の分析 .....................................................600

1,3-ブタジエンの純度...................................................587

USP <467> でのカラム性能 ........................................651

ディーゼル燃料 .............................................................503

10 ng/µL 半揮発性チェックアウト標準 ..................542

VF-1ms を用いた TMS 誘導体化した糖類の分離 ..569

トコフェロール .............................................................645

15+1 種類の EU 規制対象の優先 PAH ......................505

cis-trans FAME 異性体の分離 .....................................571

トリエチレングリコールと不純物 ...........................621

69 成分 FAME 混合物 ...................................................572

n-パラフィン標準 ..........................................................578

トルエン溶液中の含硫黄化合物................................578

7696A サンプル前処理ワークベンチを用いた
廃油中 PCB 抽出物の自動精製 ..................................535

p-キシレン中の不純物 – ASTM D3798 .....................594

トレースレベルの多環芳香族炭化水素 (PAH) 分析 .532

AFNOR メソッド #2 指定の PONA 混合物 .............596

ひまわり油中の農薬 .....................................................575

ナフサ中の硫黄化合物 .................................................593

アクリレート ..................................................................628

ハロカーボン ..................................................................631

アクリレート不純物 I...................................................627

ハロゲン化炭化水素 I...................................................603

アクリレート不純物 II .................................................628

ハロゲン化炭化水素 II .................................................622

アセチレン混合物質の分析 ........................................634

ハロタン ..........................................................................632

アナボリックステロイド ............................................648

バクテリア由来脂肪酸メチルエステル ...................571

Agilent J&W DB-UI 8270D カラムを用いた
78 種類の半揮発性成分 ...............................................504

アニリン ..........................................................................629

バター中の FAME 異性体の高速スクリーニング ..575

Agilent のウルトライナート試験混合液..................532

アミンとアルコール .....................................................606

バター中のトリグリセリド I......................................574

アミンとニトリル .........................................................610

バター中のトリグリセリド II.....................................574

アルコール I....................................................................602

バルビツール酸系催眠薬 ............................................637

アルコール II ..................................................................605

バーボン ..........................................................................568

アルコール III .................................................................606

ピレトリン ......................................................................536

アルコール飲料標準サンプル ....................................568

フェノキシ酸系除草剤 – メチル誘導体、

アルデヒドとケトン .....................................................612

EPA 8151A .......................................................................512

ASTM D5134 に基づいた石油ナフサのn-ノナンまでの精密炭化水素分析 ............................601
Agilent 7697A ヘッドスペースおよび7890B/5977A GC/MS を用いた環境水中の揮発性有機化合物の分析 .......................546

C1～C5 炭化水素中の酸素化合物の分析 .................600
C4 混合物ストリーム中の酸化物の分析 .................595
C1 および C2 ハロカーボン (フレオン) ....................527
C1～C4 炭化水素混合物 ................................................580
CLP 農薬...........................................................................514
DB-624UI 1 µL/L 発酵酒標準混合液..........................554
DB-624UI 有機酸に対する性能...................................509
DIN メソッドによる PCB 中の同族体 ......................533
ECD での PBDE...............................................................502
EPA メソッド 504.1 – 1,2-ジブロモエタン (EDB)、
1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン (DBCP)、
および 1,2,3-トリクロプロパン (123TCP)................507
EPA メソッド 508.1 - 塩素系農薬および除草剤 ....520
EPA メソッド 525.2 .......................................................518
EPA メソッド 551 ..........................................................547
EPA メソッド 551 – 塩素系溶媒、トリハロメタン(THMs)、消毒副生成物 (DBPs) ..................................509

アルデヒドと酸 .............................................................611
アロクロール 1016～1268 (1221を除く) ..................514
アンフェタミンと前駆体 – TMS 誘導体 .................636
イランイラン油 .............................................................566
エステル I........................................................................617
エステル II.......................................................................618
エステル III......................................................................618
エタノールアミンの分析 ............................................607
エチルベンゼン中の不純物 ........................................616
エチレン ..........................................................................584
エチレンオキシド .........................................................631

フェノール ......................................................................541
フェノール I....................................................................604
フェノール II ..................................................................630
フェノール III .................................................................630
フェンタニル ..................................................................645
プロセスガスの分析 .....................................................601
プロピレン ......................................................................585
プロピレン中の不純物 .................................................585
プロピレン中の硫黄不純物質 ....................................579
プロピレン中の硫黄化合物 (1 ppm)...............579、591
ベンゾジアゼピン I.......................................................636
ベンゾジアゼピン II......................................................640

EPA メソッド 552.2 .......................................................543

エチレン中の不純物 .....................................................584

EPA メソッド 8021、拡張化合物リスト (ELCD) ....544

エトキシエタノール .....................................................607

EPA メソッド 8040 に基づいたフェノール ............543

エーテル ..........................................................................619

EPA メソッド 8082 による PCB 分析........................534

オリーブオイル抽出物中の有機リン系残留農薬 ....562

EPA 大気分析メソッド TO-14 標準サンプル ..........549

ガソリン中の含酸素化合物 (GC-OFID) -EPA 大気分析メソッド TO-15 (1 ppbv 標準)............553

ASTM D5599....................................................................595

ポリエチレンアミン .....................................................609

キシレン異性体の高分離分析 ....................................632

ポリスチレンの熱分解生成物 ....................................617

グリコール I....................................................................619

ポリマ添加剤 ..................................................................633

グリコール II ..................................................................620

ポリワックス ..................................................................599

グリコール III .................................................................620

ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)......................505

GC/MS による EPA 625 における有機塩素系農薬分析 .....................................................529

グリコール/ジオール...................................................622

マリファナ (∆9-THC) および主要代謝物 TMS 誘導体 .....................................................................649

FAME.................................................................................561
FAME 標準 ...............................................................572-573
GC/MS (スプリット注入) による EPA
揮発性化合物 .......................................................517、548

シランの高速分離 .........................................................633

GC/MS によるフェノールの高分離能分析 ............542

スチレン中の不純物 .....................................................616

GC/MS による尿中の乱用薬物分析 .........................642

ストロベリーシロップ .................................................569

N2O I..................................................................................551

スペアミント油 .............................................................555

N2O II ................................................................................551

スペアミント油 (西洋ハッカ油) ................................565

N2O III ...............................................................................551
PAHs .................................................................................540

タンデム PLOT カラムによる永久ガスとCO2 の高速分析 ..............................................................552

PBDE .................................................................................516

ダイオキシンとジベンゾフラン................................504

www.agilent.com/chem/GC:jp

ペパーミント油 .............................................................565
ホルムアルデヒド-DNPH 誘導体 ...............................613
ホルムアルデヒド、50 ppb.........................................550
ホルムアルデヒド (誘導体化なし)............................613

メガボアで早く溶出するピークのためのDB-Select 624 UI <467> ...............................................635
メタノール中のアスピリンおよびイブプロフェン ..647
メタン中の微量硫黄化合物 (50 ppbv) ......................581
メルカプタン ..................................................................592
メントール ......................................................................560
ラベンダー精油 .............................................................556

671

アプリケーションインデックス

リファレンスガスオイル ............................................598

水中のアミノアルコールの分析................................606

除草剤 I ............................................................................526

リンゴマトリックス中の有機リン系農薬 ..............531

水中のアミン ..................................................................611

除草剤 II ...........................................................................526

レモン油 ..........................................................................564

永久ガス ..........................................................................582

ローズマリー油 .............................................................567

混合キシレン中の不純物 ............................................632

非誘導体化依存性薬物 – アジレント高速毒物
アナライザ .....................................................................639

一般薬物スクリーニング ............................................641

溶媒 ...................................................................................625

三環系抗精神薬 .............................................................644

溶媒 I ................................................................................623

低温圧搾オレンジ油 .....................................................564

溶媒 II ...............................................................................624

催眠鎮静薬 ......................................................................646

溶媒 III ..............................................................................624

半揮発性化合物、米国 EPA メソッド 8270 ............538

溶媒 IV..............................................................................625

半揮発性物質の分析 .....................................................510

炭化水素分析 I ...............................................................588

厚膜タイプの Molsieve カラムによる永久ガス分析 ..................................................................552

炭化水素分析 II ..............................................................589

含窒素系溶媒 I ...............................................................626

無機水素化物ガス .........................................................633

含窒素系溶媒 II ..............................................................627
含酸素化合物 ..................................................................582
塩素化イソオクタン .....................................................623
塩素系農薬 MS で確認 DB-CLP2 順序 ......................506
塩素系農薬、EPA メソッド 508.................................521
多環芳香族炭化水素の分析 ........................................503
大気中の硫黄化合物 .....................................................550

無鉛ガソリン .......................................................501、577
無鉛ガソリン ASTM D5769.........................................599
無鉛レギュラーガソリン (カリフォルニアフェーズ 1)–「ノーマル」GC ラン II .............................................598
無鉛レギュラーガソリン (カリフォルニアフェーズ 1)– ノーマル GC 分析 I ....................................................598
燃料用変性エタノール – ASTM D5501 ....................596

天然ガス ..........................................................................583

硫黄ガス ..........................................................................634

天然ガスサンプル中の空気/CO、CO2、
およびメタンのベースライン分離 ...........................583

窒素/リン含有農薬、EPA メソッド 507 .................525
窒素含有除草剤 (EPA メソッド 507) ........................527

天然ガス中の硫黄化合物 - 合成混合物 ...................592

第一級アミン ..................................................................609

尿中薬物スクリーニング ............................................642

精油 ...................................................................................557

市販ガソリン中の芳香族化合物 –ASTM メソッド D5769 .................................................597

精油および香料中のキラル化合物 ...........................560

市販鎮痛剤 – TMS 誘導体 ...........................................647

精油所ガス I....................................................................577

希ガス ..............................................................................582
幻覚剤 ..............................................................................646
微量活性アミン、10 ng オンカラム .........................608
抗けいれん薬 ..................................................................643
抗てんかん薬 ..................................................................644
抗ヒスタミン剤 .............................................................644
拡張温度プログラムで分離した PCB 同族体
52 および 138..................................................................534
揮発性アミン ..................................................................608
有機スズ化合物 I ...........................................................537
有機スズ化合物 II..........................................................537
有機塩素系農薬 ...................................................521、525
有機塩素系農薬 I EPA メソッド 8081A....................529
有機塩素系農薬 II EPA メソッド 8081A...................530
有機塩素系農薬 III.........................................................522
有機塩素系農薬 IV.........................................................523
有機塩素系農薬、DB-5/DB-1701P............................524
有機塩素系農薬、EPA メソッド 8081B ...................508
有機溶媒の分析 .............................................................626
有機酸 ....................................................................570、607
柑橘風味炭酸飲料 (ソーダ).........................................567
模擬蒸留 ..........................................................................597
欧州レッドリスト揮発性化合物................................547
残留溶媒、DMI 希釈液 ................................................639
残留溶媒、USP 467.......................................................650
水および土壌中クロロフェノールの測定 ..............502

672

無機ガス ..........................................................................605

精油所ガス ......................................................................590
置換アニリン ..................................................................629
芳香族化合物 I ...............................................................614
芳香族化合物 II ..............................................................615
芳香族化合物分析 – ASTM D16 対象化合物...........593
芳香族化合物分析 – エチルベンゼン不純物 ..........593
芳香族溶媒 ......................................................................604
芳香族溶媒の高速分析 .................................................576
菜種油マーガリン部分水添 FAMEs AOAC メソッド

1c-89 .................................................................................574
薬物スクリーニング .....................................................640
血中アルコール I (スタティックヘッドスペース/
スプリット).....................................................................638
血中アルコール II (スタティックヘッドスペース/
スプリット).....................................................................638
血中汚染物質 I ...............................................................649
血中汚染物質 II ..............................................................650
軽質炭化水素マトリクス中の微量含酸素化合物 ..581
軽質炭化水素流中の硫化ガス分析 II........................591
軽質炭化水素流中の硫黄ガス分析 I.........................590
農薬、EPA 508.1 ............................................................511
農薬および難燃剤 (US EPA 527) ................................519
遊離ステロイド .............................................................648
遊離フェノール .............................................................528
遊離有機酸/C4～C5 異性体 .........................................608
酢酸アルジトール .........................................................568
酸 .......................................................................................570
酸化エチレン合成標準試料 ........................................594

香料およびアレルゲンの分析 ....................................561
香料参照用標準試料 .............................................558-559
香料混合物 ......................................................................563
香料系アレルゲン .........................................................563
香水 ...................................................................................560
高速 CLP (Contract Laboratory Program) 農薬分析の比較 ...................................................................................513
高速 VOC 分析 ................................................................545
高速 VOC、EPA メソッド 8260 ..................................515
麻薬性鎮痛薬 ..................................................................637
麻薬性鎮痛薬と混和物 .................................................647
麻酔薬 ..............................................................................643

化合物インデックス

化合物インデックスA
Acenaphthalene ...........................................540
Acenaphthalene-d10 ...................................519
Acenaphthene.....................503, 532, 538, 540
Acenaphthene-d10 .....................518, 538, 542
Acenaphthylene..................503, 518, 532, 538
Acephate...............................................531, 562
Acetal (acetaldehyde diethyl acetal)........619
Acetaldehyde.............550, 553, 568, 581, 600,
612, 625, 638, 649-650
Acetaminophen....................................641, 647
Acetic acid ..................509, 568, 570, 607, 611
Acetone515, 517, 548, 550, 553-554, 558559,
568, 570, 581-582, 600, 612, 624-626,
632, 638-639, 649-650
Acetone-d6....................................................550
Acetonitrile..515, 624-627, 635, 639, 649-651
Acetyl aldehyde............................................554
Acetylcedrene...............................................560
6-Acetylcodeine...................................637, 647
Acetylene ......................................580, 584-590
Acetylsalicylic acid (aspirin) ......................647
Acifluorofen ..................................................512
Acrolein.................................515, 612, 626-627
Acrylamide ....................................................610
Acrylic acid....................................................509
Acrylonitrile .................515, 517, 548, 626-627
Air/CO...........................................577, 583, 601
Alachlor508, 511, 518, 520, 524-526, 529530
Aldrin...................506, 508, 511, 513-514, 518,
520-525, 529-530, 542
Alfentanyl ......................................................645
Allobarbital ...........................................637, 641
Allyl acrylate .................................................628
Allyl alcohol..........................................515, 581
Allyl butyrate.........................................558-559
Allyl chloride .......................515, 517, 544, 548
Allyl ether ......................................................619
Allyl ethyl ether ............................................619
Alpha isomethyl ionone ..............................563
Alphenal.........................................................637
Alprazolam............................194, 636, 639-640
Ametryn.........................................518, 525-526
2-Aminoazotoluene......................................629
2-Amino-1-butanol.......................................606
2-Amino-ethanol ..........................................606
Aminoethylethanolamine ...........................611
n-(2-Aminoethyl) piperazine.......................611
2-Aminonaphthalene...................................629
1-Amino-4-nitronaphthalene......................540
5-Amino-1-pentanol.....................................606
1-Amino-2-propaol .......................................606
Amitriptyline..................................................642
Amobarbital ..........................................637, 641
Amphetamine ..............................636, 639, 642
Amyl acetate........................554, 569, 617-618
Amyl alcohol .................................................554
n-Amyl alcohol..............................................568
Amyl butyrate ...............................................569
Amyl cinnamic alcohol................................561
Amyl cinnamyl alcohol................................563
Amyl cinnamyl aldehyde.............................561
n-Amyl mercaptan .......................................592
tert-Amyl mercaptan ...................................592
tert-Amyl methyl ether (TAME)515, 546,

581, 595,
599, 600, 619
n-Amyl salicylate..................................558-560
5α-Androstan-17α-ol-3-one (stanolone)...648
Androsterone ................................................648
5-β-Androsterone .........................................648
Aniline ..................................538, 542, 610, 629
Anisic alcohol ...............................................561
Anisyl alcohol ...............................................563
Antazoline .....................................................644
Anthracene .................503, 518, 532, 538, 540
Anthracene-d10............................................519
Aprobarbital..........................................637, 641
Arabinitol .......................................................568
Arabitol ..........................................................569
Arachidic acid (eicosanoic acid) ...............570
Arachidic acid methyl ester...............572, 573
Arachidonic acid methyl ester ..........572, 573
Argon .....................................................552, 582
Arsine ............................................................633
Atraton ...................................................525-526
Atrazine ................511, 518-520, 525-527, 542
Azinphos-ethyl..............................................562
Azinphos methyl ..................................531, 562
Azobenzene...................................................538
Azulene ..........................................................540

B
Balan ..............................................................527
Barbital ..........................................................637
BDE ........................................................505, 519
Behenic acid methyl ester .................572, 573
Benactyzine...................................................641
Bentazone .....................................................512
Benthiocarb...................................................519
Benz[a]anthracene .....................505, 518, 532
Benz[a]anthracene-7,12-dione ..................540
Benzaldehyde.......................558-559, 563, 612
Benzaldehyde, 3 methoxy...........................554
1,2-Benzanthracene.....................................540
Benzene ......501, 515, 517, 544-546, 548-549,
553, 576-577, 586-589, 593, 596-597,
599, 601, 604, 614-616, 623-626,
632, 635, 649-651
Benzene-d6 ..................................................597
Benzene ethanol ..................................558-560
Benzidine ..............................................538, 629
Benzo[a]anthracene............................503, 538
Benzocaine....................................................643
Benzo[b]fluoranthene503, 505, 518, 532,
538, 542
Benzo[j]fluoranthene...................................505
Benzo[k]fluoranthene503, 505, 518, 532,
538, 540
Benzo[b]fluoroanthene ...............................540
Benzo[c]fluorene..........................................505
2,3-Benzofluorene........................................540
Benzo[g,h,i]perylene503, 505, 518, 532, 538,
540
Benzo[a]pyrene ..........503, 518, 532, 538, 540
Benzo[e]pyrene ............................................540
Benzoic acid..................................................538
Benzonitrile...................................610, 626-627
Benzophenone......................................558-559
5,6-Benzoquinoline ......................................540
Benzothiophene ...........................................593

www.agilent.com/chem/GC:jp

Benzphetamine....................................636, 641
Benz[a]pyrene...............................................505
Benzyl acetate .............558-560, 566, 617-618
Benzyl alcohol538, 558-559, 561, 563, 602,
605
Benzylamine..........................................609-610
Benzyl benzoate .539, 558-561, 563, 566, 569
Benzyl butyl phthalate ................................518
Benzyl chloride............................515, 544, 553
Benzyl cinnamate ................................561, 563
Benzyl ether ..................................................619
n-Benzylmethylamine..................................610
Benzyl salicylate .........558, 560-561, 563, 566
α-Bergamotene.............................................556
trans-α-Bergamotene ..................................564
α-BHC506, 508, 511, 513-514, 518, 520-525,
529-530
β-BHC506, 508, 511, 513-514, 518, 520-525,
529-530
δ-BHC506, 508, 511, 513-514, 518, 520-525,
529-530
γ-BHC506, 508, 511, 513-514, 518, 520-525,
529-530
BHEB..............................................................633
BHT................................................561, 567, 633
Bifenthrin.......................................................519
Bioallethrin....................................................519
Biphenyl.........................................................540
β-Bisabolene ................................559, 564, 566
α-Bisabolol ....................................................556
Borneol..................................556, 558-560, 567
Borneol acetate............................................556
Bornyl acetate.......................................557-558
α-Bourbonene ...............................................555
β-Bourbonene.......................................555, 565
BPE (PB)........................................................536
Bromacil ................................518-519, 525-527
Bromazepam ........................................636, 640
Bromoacetic acid .........................................543
Bromoacetone ..............................................515
4-Bromoaniline ....................................610, 629
Bromobenzene515, 517, 544-546, 548, 614615
2-Bromobiphenyl .................................529-530
Bromochloroacetic acid..............................543
Bromochloroacetonitrile ....................509, 547
Bromochlorodifluoromethane....................527
Bromochloromethane........515, 517, 544-546,
548- 550, 553, 622
Bromodichloroacetic acid...........................543
Bromodichloromethane....507, 509, 515, 517,
544-548, 553, 622
2-Bromo-4,6-dinitroaniline..........................629
Bromoethane (ethyl bromide) ...........553, 622
Bromofluorobenzene ...................................545
4-Bromofluorobenzene515, 517, 550, 548549, 553
Bromoform507, 509, 515, 517, 544-548, 553,
622
Bromofos .......................................................575
Bromomethane515, 517, 544-546, 548-549,
553
1-Bromo-2-nitrobenzene.............508, 529-530
Bromopheniramine..............................641, 644
4-Bromophenyl-phenylether ......................538
3-Bromopyridine...........................................610
Bromotrifluoromethane ..............................527673

化合物インデックス

Buclizine ........................................................644
Bufotenine.....................................................646
Butabarbital..........................................637, 641
Butacaine ......................................................643
Butachlor ..............................518, 520, 525-526
1,2-Butadiene ...............................586-587, 634
1,3-Butadiene.......................553, 584-591, 634
Butalbital .......................................................637
Butanal...........................................................611
1,3-Butandiol ........................................619, 622
1,4-Butandiol.................................................619
2,3-Butandiol.................................................619
Butane...................................................599, 601
iso-Butane.....................................583, 590-591
n-Butane..............577, 580, 583-590, 596, 634
n-Butane/cis-2-butene .............................. 591
1,3-Butanediol ..............................................620
1,4-Butanediol ..............................................620
2,3-Butanediol ..............................................620
2,3 Butanedione (VDK)................................554
2,3-Butanedione (diacetyl) .................558-559
1-Butanethiol .......................578-579, 581, 591
Butanol...................................................626-628
1-Butanol....................515, 554, 595, 600, 602,
605-606, 625, 649-650
2-Butanol......................................554, 635, 639
iso-Butanol....................................................606
n-Butanol......................................568, 624, 650
sec-Butanol ........568, 595, 602, 605, 624, 650
tert-Butanol.................595, 602, 605, 624, 650
2-Butanone (MEK) ............515, 517, 548, 550,
553, 600, 612, 626, 639
2-Butanthiol ..................................................581
Butene ...........................................................617
Butene-1........................................584, 586-587
1-Butene...............584-585, 588-591, 617, 634
cis-2-Butene..........................................584-590
trans-2-Butene......................................584-591
1-Butene/methyl acetylene .......................590
3-Buten-1-ol..........................................602, 605
2-Buten-1-ol (crotyl alcohol) .............602, 605
Butethal .........................................................637
Butlypentyltin ...............................................537
2-Butoxyethanol ..................................602, 605
bis(2-n-Butoxyethyl) phthalate..................539
Butyl acetate ........................617-618, 627-628
n-Butyl acetate.............................................625
sec-Butyl acetate .................................617-618
n-Butylbenzene .........517, 544, 546, 548, 576,
593, 597, 604, 632
tert-Butyl acetate .................................617-618
Butyl acrylate ........................................627-628
n-Butyl acrylate ............................................628
n-Butyl alcohol.....................................581, 625
s-Butyl alcohol..............................................581
sec-Butyl alcohol .................624-625, 649-650
tert-Butyl alcohol .........515, 581,625, 649-650
Butyl aldehyde ......................................554,581
Butylate.................................................518, 525
Butylbenzene...............515, 577, 608, 614-615
s-Butylbenzene ....................................576, 593
sec-Butylbenzene ......515, 517, 544-546, 548,
577, 593, 604, 614-615
tert-Butylbenzene515, 517, 544-546, 548,
576,
593, 601, 604, 614-615
Butyl benzyl phthalate........................538, 539
Butyl caproate ..............................................618
Butyl cellosolve ............................................625

674

Butyl cellosolve acetate .............................625
Butylene.........................................................601
Butyl ether.....................................................619
Butyl ethyl ether...........................................619
Butyl heptanoate..........................................618
1-Butyl mercaptan .......................................592
n-Butyl mercaptan .......................................592
tert-Butyl mercaptan...........................581, 592
sec-Butyl methacrylate...............................628
Butyl methyl ether .......................................619
tert-Butyl methyl ether (MTBE).................553
Butyl propionate ..........................618, 627-628
4-tert-Butyltoluene...............................614-615
Butyl valerate................................................618
2-Butyne (dimethylacetylene)............586-587
1-Butyne (ethylacetylene) ..................586-587
2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenol (dionseb)542,
543
Butyraldehyde ......................................600, 612
Butyric acid ..........................570, 607-608, 611
iso-Butyric acid ............................................611
n-Butyric acid ...............................................509
Butyric acid methyl ester ..................572, 573

C
Cadinene........................................................564
δ-Cadinene ....................................557-559, 566
γ-Cadinene .............................................556-557
Caffeine.................................636, 640-641, 647
Camphene ...........556, 558-559, 560, 564, 567
Camphor................................556, 558-559, 597
Capric acid methyl ester............561, 572, 573
Caproic acid methyl ester561, 572, 570, 573,
607
Caprylic acid methyl ester.........561, 572, 573
Captafol .........................................508, 529-530
Captan............................................524, 529-530
d-Carane ........................................................557
Carbamazepine ....................................640, 643
Carbazole ..............................................538, 540
Carbepoxide 10/11 ......................................644
Carbinoxamine..............................................644
Carbon dioxide ...549, 552, 577, 583, 601, 605
CO/air....................................................552, 601
Carbon disulfide.................517, 546, 548, 550,
553, 578, 579, 591
Carbon monoxide .........................................582
Carbon tetrachloride507, 509, 515, 517, 544549,
553, 603, 622, 635, 649-651
Carbonyl sulfide (COS) ......550, 577-579, 581,
591, 605, 634
Carbophenothion .................................524, 562
Carboxin ........................................518, 525-526
tau-Cardinol...................................................556
3-Carene ........................................................556
Carfentanyl ....................................................645
Carvacrol........................................................560
cis-Carveol ............................................563, 565
trans-Carveol ...............................555, 563, 565
Carvone..........................................................565
l-Carvone .......................................................555
Carvone phenylethyl acetate .....................558
cis-Carvyl acetate ................................555, 565
Caryophyllene ...............................................556
α-Caryophyllene............................................566
β-Caryophyllene ...........555, 557-559, 564-566
Caryophyllene oxide ....................................556

Celestolide.....................................................558
Cellosolve acetate........................................625
Cetearyl decanoate ..............................558-559
Cetearyl octanoate...............................558-559
Chloral hydrate.....................................509, 547
Chloramben...................................................512
Chlorcyclizine .......................................641, 644
α-Chlordane........506, 508, 511, 513-514, 518,
520-524, 529-530
γ-Chlordane .................506, 508, 511, 513-514,
518, 520-524, 529-530
Chlordiazepoxide ..........................................636
Chloroacetic acid .........................................543
Chloroacetonitrile .......................515, 517, 548
2-Chloroaniline.....................................610, 629
3-Chloroaniline.....................................610, 629
4-Chloroaniline ............................538, 610, 629
Chlorobenzene....515, 517, 544-546, 548-549,
553, 604, 614-615, 623, 625, 651
Chlorobenzene-d5 .......................550, 553, 549
Chlorobenzilate508, 511, 518, 520-521, 524,
529-530
4-Chlorobenzonitrile ....................................610
2-Chlorobiphenyl ..........................................518
1-Chlorobutane515, 517, 548, 603, 622, 649650
2-Chlorobutane .....................................649-650
Chlorodibromoacetic acid...........................543
1-Chloro-1,1-difluoroethane .......................527
Chlorodifluoromethane ...............................527
2-Chloro-4,6-dinitroaniline..........................629
Chloroethane515, 517, 527, 544-546, 548549, 553
2-Chloroethanol ...................................515, 631
bis(2-Chloroethoxy) methane ....................538
bis(2-Chloroethyl) ether ..............................538
2-Chloroethyl vinyl ether.............................544
1-Chloro-3-fluorobenzene .........517, 544, 548
Chloroform..........507, 509, 515, 517, 544-549,
553, 603, 622, 624, 635, 649-650
1-Chlorohexane ...........................515, 603, 622
1-Chloro isooctane.......................................623
3-Chloro isooctane.......................................623
4-Chloro isooctane.......................................623
bis(2-Chloroisopropyl) ether ..............538, 544
Chloromethane...........515, 517, 527, 544-546,
548-549, 553
4-Chloro-2-methylaniline ............................629
4-Chloromethyl 2,2'-dimethyl pentane.....623
2-Chloro-5-methylphenol ............................541
4-Chloro-2-methylphenol ............................541
4-Chloro-3-methylphenol528, 538, 541-543,
604
2-Chloronaphthalene ...................................538
Chloroneb....................508, 511, 518, 520-521,
524, 529-530
2-Chloro-4-nitroaniline ................................629
4-Chloro-2-nitroaniline ................................629
1-Chloro-4-nitrobenzene .....................614-615
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride .......529-530
Chloropentafluoroethane............................527
2-Chlorophenol ...........................502, 528, 538,
541-543, 604, 630
3-Chlorophenol .............................................502
4-Chlorophenol.....................................502, 541
4-Chlorophenyl-phenyl ether......................538
Chloropicrin ..........................................509, 547
Chloroprene...................................................544
2-Chloropropane ..........................................544

化合物インデックス

2-Chloropropene...........................................594
3-Chloropropene (allyl chloride)553, 603,
622
3-Chloropropionitrile....................................515
Chloropropylate............................508, 529-530
Chloropyrifos.................................................575
4-Chlorostyrene ....................................614-615
2-Chloro-1,1,1,2-tetrafluoroethane............527
Chlorothalonil .............508, 511, 518, 520-521,
529-530, 542
2-Chlorotoluene..................515, 517, 544-546,
548, 604, 614-615
3-Chlorotoluene...................546, 604, 614-615
4-Chlorotoluene.........515, 517, 544, 546, 548,
604, 614-615, 623
Chlorotrifluoromethane...............................527
Chlorpheniramine ................................641, 644
Chlorpropham.......................................518, 525
Chlorprothixene ............................................644
Chlorpyrifos .........................524, 526, 531, 562
4-Chlortestosterone-17-acetate (clostebol)
648
5-α-Cholestane .............................................648
Cholesterol ....................................................648
Chrysene.............503, 505, 518, 532, 538, 540
Chrysene-d12 .......................518-519, 538, 542
1,8-Cineol..............................555, 558-559, 565
Cineole ...........................................................560
Cinerin I..........................................................536
Cinerin II ........................................................536
Cinnamaldehyde ..................................561, 563
trans-Cinnamaldehyde ................................560
Cinnamic alcohol..........................................563
Cinnamyl acetate.................................563, 566
trans-Cinnamyl acetate...............................566
Cinnamyl alcohol..........................................561
Cinnamyl cinnamate ............................558-559
Cinnamyl phenyl acetate.....................558-559
Cinnanzine.....................................................644
Citral ...............................................................563
Citronellal..............................................558, 564
Citronellic acid..............................................509
Citronellol .............................557-561, 563, 569
Citronellyl acetate ................................558-559
Citronellyl formate................................557-558
Citronellyl propionate ..................................558
Citronellyl tiglate ..................................558-559
cis-Citronellyl tiglate....................................563
trans-Citronellyl tiglate ...............................563
Clemizole .......................................................644
Clobazam .......................................................640
Clonazam .......................................................636
Clonazepam..........................194, 636, 639-640
Cocaine..........................................639-642, 647
Codeine ........................637, 639, 641-642, 647
Commamyl acetate ......................................560
α-Copaene ............................555, 558-559, 566
Coprostane (5-ß-cholestane) .....................648
Cotinine..........................................................642
Coumarin .......................................560-561, 563
2-Cresol..........................................................630
3-Cresol..........................................................630
4-Cresol..........................................................630
m-Cresol ........................................542-543, 630
o-Cresol .........................................542-543, 630
p-Cresol .........................................542-543, 630
Crotonaldehyde....................................515, 612
Cumene .......................576, 593, 616, 623, 632
Cumic aldehyde ............................................556

Cyanazine.............................511, 518, 520, 526
2-Cyanopyridine............................................610
3-Cyanopyridine............................................610
Cyclizine.........................................................644
Cycloate.................................................518, 525
Cyclohexane........553, 576-577, 588-589, 593,
623-624, 626, 635, 639, 650-651
Cyclohexanol ................................602, 605-606
Cyclohexanone .............................................612
2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol ..................541
Cyclohexyl methacrylate.............................628
Cyclopenta[c,d]pyrene ................................505
Cyclopentane .......................588-589, 596, 601
Cyclopentanol ......................................602, 605
Cyclopentanone............................................612
Cyclopentene ........................................588-589
1-Cyclopentene.............................................596
Cyclopentylbarbital ......................................637
Cyclopropane ........................................584-587
Cyheptamide ................................................642
ο-Cymene.......................................................556
p-Cymene .....................................558, 559, 567
r-Cymene .......................................555, 564-565

D
2,4-D ...............................................................512
Dalapon .................................................512, 543
2,4-DB ............................................................512
4,4'-DDD506, 508, 511, 513, 514, 520-521,
525, 529
o,p’-DDD.............................................524, 575
p,p'-DDD ...............518, 521-524, 529-530, 575
4,4'-DDE506, 508, 511, 513, 514, 520-521,
525, 529
p,p'-DDE................518, 521-524, 529-530, 575
o,p’-DDE .............................................524, 575
4,4'-DDT......................506, 508, 511, 513, 514,
520-521, 525, 528, 529, 542
o,p’-DDT......................................................524
p,p'-DDT................518, 521-524, 529-530, 575
Decabromobiphenyl ether (decaBDE) ......502
Decachlorobiphenyl ...........506, 508, 513-514,
520-524, 534.
Decanal .................................................564, 611
1,10-Decandiol..............................................619
Decane249, 251-252, 503, 576, 593, 599, 623
n-Decane .............249, 260, 532, 577, 596-597
1,10-Decanediol...........................619, 620, 622
Decanoic acid.......................................570, 611
Decanol..........................................................567
1-Decanol..............................................602, 605
n-Decylamine ........................................609-610
DEF .................................................................518
1-Dehydro-17-a-methyltestosterone(methandrostenolone).................................648
Dehydroisoandrosterone (prasterone) .....648
1-Dehydrotestosterone acetate.................648
1-Dehydrotestosterone benzoate..............648
1-Dehydrotestosterone (boldenone).........648
1-Dehydrotestosterone undecylenate ......648
Delorazepam .................................................640
Demoxepam..........................................636, 640
n-Des ..............................................................644
Desalkyl aurazepam.....................................636
Desipramine ..................................................640
Desmethyldiazepam ....................................640
n-Desmethyl methsuximide .......................643
Dextromethorphan.......................................637

www.agilent.com/chem/GC:jp

Diacetone alcohol ........................................625
Diacetyl ..........................................................568
Diacetylmorphone (heroin)194, 637, 639641, 647
Di-allate A..............................................529-530
Di-allate B..............................................529-530
2,4-Diaminoanisole ......................................629
2,4-Diaminotoluene .....................................629
3,4-Diaminotoluene .....................................610
Diamyl phthalate ..........................................539
Diazepam.......................................636, 639-642
Diazinon ...............................518, 525, 531, 562
Dibenz[a,h]anthracene503, 505, 518, 532,
538
1,2,3,4-Dibenzanthracene ...........................540
1,2,5,6-Dibenzanthracene ...........................540
Dibenzo[a,e]pyrene......................................505
Dibenzo[a,h]pyrene......................................505
Dibenzo[a,i]pyrene .......................................505
Dibenzo[a,l]pyrene .......................................505
Dibenzofuran ........................................538, 540
Dibenzo-p-dioxin ..........................................540
Dibenzothiophene ........................................540
Dibenzyl ether .......................................558-559
Dibenzyl phthalate ......................................539
Diborane ........................................................633
Dibromoacetic acid......................................543
Dibromoacetonitrile ............................509, 547
1,2-Dibromobenzene....................................549
4,4'-Dibromobiphenyl ..................................511
Dibromochloromethane....507, 509, 515, 517,
544-548, 553
1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP)507509, 515,
517, 529-530,
544-548, 603, 622
1,2-Dibromoethane (EDB)507, 509, 515, 517,
544,
546-549, 553, 603, 622
Dibromofluoromethane ..............................515
Dibromomethane515, 517, 544-546, 548, 622
1,2-Dibromomethane...................................545
α, α-Dibromo-m-xylene ........................529-530
2,6-Dibromo-4-nitroaniline..........................629
4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl ...............512
2,4-Dibromophenol ......................................541
1,2-Dibromopropane ...................................547
2,3-Dibromopropionic acid ........................543
1,2-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluoroethane .....527
Dibucaine.......................................................643
Dibutyl chlorendate .............................529-530
tert-Dibutyl disulfide....................................592
Dibutyl ether..........................................627-628
Dibutylpentyltin ............................................537
Dicamba.........................................................512
Dichlobenil ....................................................526
Dichlone.........................................................508
Dichloroacetic acid ......................................543
Dichloroacetonitrile.............................509, 547
3,4-Dichloroaniline ..............................610, 629
1,2-Dichlorobenzene515, 517, 538, 544-546,
548-549,
553, 604, 614-615, 623
1,3-Dichlorobenzene.256, 258, 515, 517, 538,
544-546, 548-549, 553,
604, 614-615, 623
1,4-Dichlorobenzene.256, 258, 515, 517, 538,
544-546, 548-549, 553,
604, 614-615, 623

675

化合物インデックス

1,4-Dichlorobenzene-d4 .............515, 538, 542
3,3'-Dichlorobenzidine ...............538, 542, 629
3,5-Dichlorobenzoic acid.............................512
2,3-Dichlorobiphenyl....................................518
p,p'-Dichlorobiphenyl ..................................524
cis-Dichlorobutene.......................................515
cis-1,4-Dichlorobutene ................................544
trans-Dichlorobutene ..................................515
trans-1,4-Dichloro-2-butene517, 548, 603,
622
Dichlorodifluoromethane .515, 517, 527, 544,
546, 548, 549, 553
Dichlorodimethyl silane ..............................633
Dichloroethane-d4 .......................................515
1,1-Dichloroethane515, 517, 544-549, 553,
603, 622
1,2-Dichloroethane ....515, 517, 544, 546-549,
553, 603, 622, 635, 651
cis-1,2-Dichloroethane ................................651
trans-1,2-Dichloroethane............................651
1,1-Dichloroethene.............515, 517, 544-546,
548-549, 553, 603, 622, 651
cis-1,2-Dichloroethene..............515, 517, 544,
546, 548-549, 553
trans-1,2-Dichloroethene ..515, 517, 544-546,
548, 553, 622
1,1-Dichloroethylene...........................547, 635
cis-1,2-Dichloroethylene .............................635
trans-1,2-Dichloroethylene.........................635
1,1-Dichloro-1-fluoroethane .......................527
Dichlorofluoromethane.......................527, 545
Dichloromethane527, 546, 626, 633, 635,
651
Dichloromethyl silane .................................633
2,6-Dichloro-4-nitroaniline..........................629
2,3-Dichlorophenol ..............................502, 541
2,4-Dichlorophenol502,528, 538, 541-543,
604, 630
2,5-Dichlorophenol ..............................502, 541
2,6-Dichlorophenol ......................502, 541-543
3,4-Dichlorophenol ..............................502, 541
3,5-Dichlorophenol ..............................502, 541
Dichloroprop..................................................512
1,1-Dichloropropane ....................................622
1,2-Dichloropropane ..........515, 517, 544-546,
548-549, 553, 603, 622
1,3-Dichloropropane515, 517, 544, 546, 548,
622
2,2-Dichloropropane515, 517, 544-546, 548,
622
1,3-Dichloro-2-propanol ..............................515
1,1-Dichloro-2-propanone ..509, 517, 547-548
1,1-Dichloropropene...........515, 517, 544, 548
1,1-Dichloro-1-propene ...............................546
cis-1,2-Dichloropropene..............................603
cis-1,3-Dichloropropene....515, 517, 544-546,
548-549, 553, 622
trans-1,2-Dichloropropene..........................603
trans-1,3-Dichloropropene515, 517, 544-546,
548-549, 553, 622
Dichlorotetrafluoroethane ..........................553
1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane527,
549
2,2-Dichloro-1,1,1-trifluoroethane .............527
Dichlorvos .............................................518, 525
Dicyclohexylamine ...............................609-610
Dicyclohexyl phthalate................................539
Dieldrin................506, 508, 511, 513-514, 518,
520-525, 529-530, 575

676

Diethanolamine (DEA)........................606, 607
Diethylamine.................................................610
n,n-Diethylaniline .........................................610
2,6-Diethylaniline .........................................610
Diethylbenzene.............................................593
1,2-Diethylbenzene..............................576, 597
1,3-Diethylbenzene..............................576, 596
1,4-Diethylbenzene ......................................597
Diethylbenzene isomer................................593
Diethyl disulfide............................................578
Diethylene glycol..................................620-621
Diethylene glycol monobutyl ether ..619, 620
Diethylene glycol monoethyl ether ..619, 620
Diethylene glycol monomethyl ether 619,
620
Diethylenetriamine.......................................611
Diethyl ether ..............517, 548, 581, 600, 626,
632, 635, 649-650
1,2-Diethyl-4-ethylbenzene.........................596
1,3-Diethyl-5-ethylbenzene.........................596
Diethyl formamide (DEF).............................518
Diethyl phthalate.................518, 538-539, 560
Diethyl sulfide ......................................578, 581
Diethyltryptamine.........................................646
1,4-Difluorobenzene ...550, 517, 548-549, 553
1,1-Difluoroethane .......................................527
Difolatan ........................................................526
Diglyme .................................................619, 620
Dihexyl phthalate .........................................539
9,10-Dihydroanthracene..............................540trans-Dihydro carveol acetate ...................555
Dihydro carvone...................................555, 565
trans-Dihydro carvyl ....................................565
Dihydrocodeine.............................................637
Dihydropentaborane ...................................633
Diisobutyl phthalate ....................................539
Diisopropylamine .........................................610
1,3-Diisopropylbenzene ..............604, 614-615
1,4-Diisopropylbenzene ..............604, 614-615
Diisopropyl ether (DIPE)....515, 581, 595, 600
Dimenhydrinate....................................641, 644
Dimethoate...................................519, 531, 562
3,3’-Dimethoxybenzidine .........................629
1,2-Dimethoxyethane..........................595, 639
Dimethoxyethane (DME) ............................595
n,n-Dimethylacetamide ......................625, 639
Dimethylamine..............................................608
Dimethylamphetamine ................................636
2,4-Dimethylaniline......................................610
2,6-Dimethylaniline .............................610, 629
7,12-Dimethylbenz[a]anthracene ..............540
1,2-Dimethylbenzene...................................560
n,n-Dimethylbenzylamine ...........................610
2,2-Dimethylbutane.............588-589, 596, 599
2,3-Dimethylbutane.............588-589, 596, 599
Dimethyl disulfide ........................................578
Dimethyl ether (DME).........................581, 601
Dimethylformamide (DMF) 624, 626-627, 650
n,n-Dimethylformamide ..............625-626, 639
2,6-Dimethylhept-5-enal (melonal)...558, 559
2,2-Dimethylhexane....................517, 548, 599
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone (DMI) .....639
2,6-Dimethylnaphthalene............................540
1,2-Dimethyl-2-nitrobenzene......................519
1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene .............518, 542
2,2-Dimethylpentane...........................596, 599
2,3-Dimethylpentane ...................588-589, 599
2,4-Dimethylpentane ..........588-589, 596, 599
Dimethylpentyltin.........................................537

3,6-Dimethylphenanthrene.........................540
2,3-Dimethylphenol......................................541
2,4-Dimethylphenol ....528, 538, 541-543, 604
2,5-Dimethylphenol......................................541
2,6-Dimethylphenol......................................541
3,4-Dimethylphenol......................................541
Dimethyl phthalate .....................518, 538, 539
Dimethyl sulfide550, 578-579, 581, 591-592,
626
Dimethyl sulfoxide (DMSO)626-627, 639,
649-650
Dimethyl tetrachloroterephthalate(DCPA)..................................508, 511-512, 518,
520-521, 524, 526, 529-530
Dimethyltryptamine .....................................646
Di-n-butyl phthalate....................518, 538, 539
2,4-Dinitroaniline..........................................629
2,2'-Dinitrobiphenyl .....................................540
2,7-Dinitrofluorene.......................................540
4,6,-Dinitro-2-methyl phenol..............538, 542
1,3-Dinitronaphthalene ...............................540
1,5-Dinitronaphthalene ...............................540
2,4-Dinitrophenol528, 538, 541-543, 604, 630
2,5-Dinitrophenol..........................................541
2,4-Dinitrotoluene .......................518, 538, 542
2,6-Dinitrotoluene................................518, 538
Di-n-octyl phthalate ............................538, 539
Dinonyl phthalate.........................................539
Dinoseb .................................................512, 541
1,3-Dioxalane ................................................619
1,4-Dioxane ................515, 553, 576, 593, 619,
624-626, 635, 650-651
Diphenamid...................................518, 525-526
Diphenhydramine .........................................644
Diphenylaniline.............................................610
9,10-Diphenylanthracene............................540
Diphenyl isophthalate ................................539
Diphenyl oxide ......................................558-559
Diphenyl phthalate ......................................539
Diphenyl pyraline .........................................644
Diphenyl sulfide............................................578
Dipropylene glycol................................619-620
Dipropyl ether ...............................................600
Disulfoton .............................................518, 525
Diuron.............................................................526
cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester
572, 573
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic
acid methyl ester.................................572, 573
Docusane.......................................................503
Dodecahydrotriphenylene...........................540
γ-Dodecalactone ...................................558-559
Dodecane249, 251-252, 503, 576-577, 593,
623
n-Dodecane .................249, 260, 582, 596-597
Dodecanoic acid...........................................570
Dodecanol..............................................558-559
Dodecenal......................................................564
n-Dotriacontane ...........................................597
Doxylamine ...........................................641, 644
Droperidol......................................................646
Dursban (chlorpyrifos) ........................518, 519

E
cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester
572, 573 ................................................................
Eicosane................................................503, 558
n-Eicosane.....................................................597

化合物インデックス

cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic
acid methyl ester.................................572, 573
cis-11,14,17-Eicosatrienoic
acid methyl ester.................................572, 573
cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid methyl ester
572, 573 .........................................................................
cis-11-Eicosenoic acid methyl ester 572, 573
Elaidic acid methyl ester ....................572, 573
Endosulfan I................506, 508, 511, 513-514,
518, 520-525, 529-530
Endosulfan II...............506, 508, 511, 513-514,
518, 520-525, 529-530
α-Endosulfan.................................................575
β−Endosulfan ................................................575
Endosulfan sulfate.....506, 508, 511, 513-514,
518, 520-525, 529-530, 575
Endrin ..................506, 508, 511, 513-514, 518,
520-525, 529-530, 542
Endrin aldehyde .........506, 508, 511, 513-514,
518, 520-525, 528-530
Endrin ketone .............506, 508, 513-514, 518,
521-524, 529-530
Ephedrine.......................................................636
Epiandrosterone (trans-androsterone).....648
Epichlorohydrin ....................................515, 619
EPTC...............................................518, 525-526
Eptam .............................................................527
Erucic acid methyl ester.....................572, 573
Erythritol ........................................................569
Esfenvalerate ................................................519
Estazolam ......................................................63617-α-Estradiol................................................648
β-Estradiol......................................................648
Estriol .............................................................648
Estrone...........................................................648
Ethane..580, 583-585, 588-591, 596, 601, 634
Ethane/ethylene ..........................................580
Ethanethiol ....................................................578
Ethanol515, 554, 568, 581, 595-596, 600,
602,
605, 623-628, 635, 638-639, 649-650
Ethanolamine................................................608
Ethchlorvynol ................................................646
Ethinamate ....................................................646
Ethoprop ........................................518, 525-526
Ethosuximide ................................................643
Ethotoin .........................................................644
2-Ethoxyethanol .........602, 605, 607, 635, 639
bis(2-Ethoxyethyl) phthalate ......................539
2-Ethoxyethyl acetate .................607, 617-618
2-Ethyl-1-hexanol .........................................567
bis(2-Ethylhexyl) adipate ............................518
bis(2-Ethylhexyl) phthalate ........518, 538-539
Ethyl acetate ...............515, 553-554, 558-559,
568-569, 617-618, 624-628,
635, 639, 649-650
Ethyl acetylene .............................................634
Ethyl acrylate ........................617-618, 626-628
Ethyl alcohol .................................................607
2-(Ethylamino)-ethanol ...............................606
Ethyl and dimethyl thiophenes ..................593
Ethylbenzene501, 515, 517, 544-546, 548549,
553, 576-577, 588-589, 593-594,
596-597, 599, 601, 604, 614-616,
623, 625, 632, 639, 649-651
Ethylbenzene-d10 ........................................597
Ethyl benzoate..............................569, 617-618

Ethyl butanoate ............................................554
2-Ethyl-1-butanol..........................................606
Ethyl t-butyl ether (ETBE)515, 546, 581, 595,
600, 625,
Ethyl butyrate.......................558-559, 569, 618
Ethyl caprate .................................................554
Ethyl caproate...............................................618
Ethyl caprylate ..............................................554
Ethyl cellosolve.............................................625
Ethyl decanoate....................................558-559
Ethyl dodecanoate ...............................558-559
Ethylene577, 580, 584-585, 588-590, 601,
634
Ethylene/acetylene .....................................591
Ethylenediamine...........................................611
Ethylene .........................................................595
Ethylene glycol ....602, 605, 619-622, 649-650
Ethylene glycol monoacetate.....................607
Ethylene glycol monobutyl ether.......619-620
Ethylene glycol monoethyl ether.......619-620
Ethylene glycol monoformate ....................607
Ethylene glycol monomethyl ether....619-620
Ethylene glycol phenyl ether......................622
Ethylene oxide.....................594, 605, 607, 631
Ethyl ether....................515, 619, 624-625, 650
Ethyl formate568, 607, 617-618, 624-625,
649-650Ethyl heptanoate ..................................558-559
Ethyl hexadecanoate ...........................558-559
Ethyl hexanoate....................................558-559
2-Ethyl hexanoic acid ..................................509
2-Ethyl-1-hexanol.................................602, 605
Ethyl isovalerate ...................................558-559
Ethyl mercaptan ..................579, 581, 591-592
Ethyl methacrylate .............515, 517, 548, 628
Ethyl methyl sulfide .....................................578
Ethyl morphine .............................................637
Ethyl nonanoate....................................558-559
Ethyl octadecanoate ............................558-559
Ethyl octanoate.....................................558-559
Ethyl parathion .............................................575
Ethyl pentadecanoate..................................559
Ethyl pentadecanoate nonadecane ..........558
Ethyl pentanoate ..................................558-559
α-Ethylphenethyl alcohol....................602, 605
β-Ethylphenethyl alcohol....................602, 605
2-Ethylphenol................................................630
4-Ethylphenol................................................630
Ethyl-3-phenyl oxiran carboxylate.............569
Ethyl propanoate ..........................................554
Ethyl propionate...558-559, 617-618, 627-628
Ethyl tetradecanoate ...........................558-559
4-Ethyltoluene...............................................553
m-Ethyltoluene.....................................576, 593
p-Ethyltoluene......................................576, 593
Ethyl undecanoate ...............................558-559
Ethyl valerate ................................................618
Ethyl vinyl ether............................................619
Etridiazole ....................508, 511, 520-521, 524
Eucalyptol ..............................................556-557
Eugenol .................................................561, 563
iso-Eugenol ...................................................561
Evernyl ...........................................................558
Eugenyl acetate ....................................558-559
Eugenyl methyl ether ..................................559

β-Farnesene...................................................556
t-β-Farnesene................................................557
trans-β-Farnesene................................555, 565
Farnesol .........................................................563
Farnesol 1......................................................563
Farnesol acetate...........................................566
Farnesol isomer............................................561
Farnesyl acetate...........................................566
Fenamiphos ..................................518-519, 525
Fenarimol ..............................................518, 525
Fenchone .......................................................563
Fenchyl acetate ............................................558
Fenitrothion ..........................................562, 575
Fentanyl.........................................640, 645-646
Fenthion.........................................................562
Fenvalerate....................................................519
Florazone ...............................................558-559
Flunitrazepam ......................194, 636, 639-640
Fluoranthene .......................503, 532, 538, 540
Fluorene ..............503, 518, 532, 538, 540, 542
Fluorobenzene515, 517, 544, 545, 548, 614615
2-Fluorobiphenyl...........................................538
2-Fluorophenol..............................................538
Flurazepam ...........................................640, 642
Fluridone........................................518, 525-526
Fonofos ..........................................................526
Formaldehyde ..............................550, 553, 613
Formaldehyde-DNPH...................................613
Formaldehyde-PFBHA .................................614
Formic acid...................................509, 570, 607
Frambinone (raspberry ketone)..........558-559
Fucitol.............................................................568
Furan ..............................................................619
Furfural ..........................................558-559, 612
Furfuryl alcohol ....................................602, 605

G
Galactitol................................................568-569
Geranial .........................................558-559, 564
Geranial acetate ...........................................566
Geraniol.......558-559, 560, 561, 563, 566, 569
cis-Geraniol ...................................................556
trans-Geraniol...............................................563
Geranyl acetate...........556, 558-559, 564, 566
Geranyl butyrate...........................................559
Geranyl formate....................................558-559
Geranyl-2-methyl valerate ..........................558
Geranyl tiglate.......................................558-559
Germacrene-d .....................555, 556, 565, 566
Gesatamine (atraton) ..................................518
Glucitol...........................................................568
Glucuronic acid.............................................569
Glucuronic acid-1,5-lactone .......................569
Glutethimide.........................................640, 646
Glycidol..................................................602, 605
Glyme .............................................................620
Glyme (propylene glycol dimethyl ether)619,
620
GOAL ..............................................................527
3,7-Guaiadiene..............................................558
α-Gurjunene ..................................................566

H
F
Farnescene....................................................566

www.agilent.com/chem/GC:jp

Halazepam ............................................636, 640
Haloperidol ....................................................646

677

化合物インデックス

Halothane ......................................................632
Helium............................................................552
Heneicosane .................................................558
Heneicosanoic acid methyl ester .....572, 573
1,7-Hepatanediol ..........................................620
Heptachlor ..................506, 508, 511, 513-514,
518, 520-525, 529-530
Heptachlor epoxide ...506, 508, 511, 513-514,
518, 520-525, 529-530, 542
2,2',3,3',4,4',6-Heptachlorobiphenyl .........518
Heptadec-1-ene ...........................................558
Heptadecane.................................................536
n-Heptadecane .............................................597
Heptadecanoic acid methyl ester.....572, 573
cis-10-Heptadecenoic acid methyl ester572,
573
Heptanal ........................................554, 611-612
1,7-Heptandiol......................................619, 620
Heptane ......................576, 593, 601, 616, 623,
625, 639, 649-650
n-Heptane............................553, 577, 588-589,
596-597, 624, 635, 650
Heptanoic acid.............................570, 607, 611
n-Heptanoic acid ..........................................509
1-Heptanol............................532, 602, 605-606
2-Heptanol ............................................602, 605
3-Heptanol ............................................602, 605
2-Heptanone .................................................612
3-Heptanone .................................................612
4-Heptanone .................................................612
cis-4-Hepten-1-ol.................................602, 605
trans-2-Hepten-1-ol.............................602, 605
Hercolyn D(tetrahydro & dihydro methyl abietate)....558
Heroin ...........................194, 637, 639-641, 647
Hexabromobenzene (HBB).........................524
Hexabromobiphenyl.....................................519
Hexacosane...................................................503
Hexachlorobenzene508, 518, 520, 524, 529530, 538
Hexachlorobezene...............................511, 521
2,2',4,4',5,6'-Hexachlorobiphenyl ..............518
Hexachlorobutadiene515, 517, 538, 544-546,
548, 553, 603, 622
Hexachloro-1,3-butadiene ..........................549
β-Hexacholorcyclohexane...........................575
δ-Hexacholorcyclohexane...........................575
γ-Hexacholorcyclohexane ...........................575
Hexachlorocyclopentadiene508, 511, 518,
538,
542, 603, 622
Hexachloroethane515, 517, 538, 548, 603,
622
Hexachloropentadiene ........................529-530
Hexadecane ..................................................503
n-Hexadecane ......................................249, 597
Hexadecanoic acid.......................................570
2,4-Hexadienal..............................................557
Hexanal..........................................554, 611-612
1,6-Hexandiol ................................................619
Hexane517, 548, 599, 601, 623-626, 639,
649-650
n-Hexane .............553, 577, 583-585, 588-589,
596-597, 624, 635, 650
1,6-Hexanediol..............................................620
Hexanoic acid ...............................................611
Hexanol .........................249, 251-252, 558-559
1-Hexanol .....................................554, 602, 606
2-Hexanol..............................................602, 605
3-Hexanol..............................................602, 605

678

2-Hexanone .........................517, 548, 553, 612
3-Hexanone ...................................................612
n-Hexatriacontane .......................................597
Hexazinone............................518-519, 525-527
Hexchlorocyclopentadiene .........................520
cis-2-Hexen-1-ol...................................602, 605
cis-3-Hexen-1-ol...................................602, 605
cis-2-Hexene .........................................588-589
trans-2-Hexene .....................................588-589
Hexobarbital .........................................637, 641
Hexyl acetate ........................................558-559
Hexyl butyrate...............................................556
Hexyl cinnamaldehyde ................................563
Hexyl cinnamic aldehyde............................561
Hexylene glycol.....................................558-559
Hexyl 2-ethylhexyl phthalate......................539
1-Hexyl mercaptan.......................................592
n-Hexyl mercaptan.......................................592
Hexyl methacrylate ......................................628
α-Humulene...................................................564
Hydrocarbon..................................................616
Hydrocodone ........................................639, 641
Hydrogen oxide.............................................577
Hydrogen sulfide........550, 577-579, 581, 583,
591, 592, 601, 605, 634
Hydroxy acetate ...........................................607
Hydroxy citronellal ..............558-559, 561, 563
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone .....602, 605
Hydroxyphenamate......................................641
Hydroxypropionitrile ....................................515
Hydroxypropyl acrylate................................628
Hydroxyzine...................................................644

I
Ibogaine.................................................640, 646
Ibuprofen...............................................641, 647
Imipramine ....................................................642
Indan.......................................................596-597
Indeno[1,2,3-c,d]pyrene503, 505, 518, 532,
538
Inositol ...........................................................568
Iodobenzene..........................................614-615
Iodoform................................................603, 622
Iodomethane...............517, 544, 548, 603, 622
Irgafos ............................................................633
Irganox ..........................................................633
Isoamyl acetate ...................554, 569, 617-618
Isoamyl alcohol....................554, 568, 649-650
Isoamyl butyrate...........................................569
Isoamyl mercaptan ......................................592
Isoamyl salicylate................................558, 560
Isoborneol .....................................558-560, 567
Isobutane ......................................584-589, 599
Isobutanol515, 568, 581, 595, 602, 605, 626628
Iso-butene .....................................................634
Isobutyl acetate554, 558-559, 617-618, 624,
627-628
Isobutyl acrylate ...................................627-628
Isobutyl alcohol ............................................554
Isobutyl aldehyde ................................554, 581
Isobutylbenzene ..................577, 604, 614-615
Isobutylene............................................584-587
Isobutyl mercaptan ......................................592
Isobutyl propionate ..............................627-628
Isobutyraldehyde ................582, 600, 612, 625
Isobutyric acid .....................509, 570, 607-608
Isocaproic acid.....................................570, 607
Isodrin ...................................508, 524, 529-530

Isoeugenol.....................................................563
trans-Isoeugenol ..........................................563
Isomenthol ....................................................557
Isomenthone.................................555, 557-559
d-Isomethone................................................565
Isonox ...........................................................633
Isooctane577, 588-589, 596-597, 623-624,
635
Isopentane............................577, 584-589, 596
Isopentanoic acid.........................................509
Isophorone ...................................518, 538, 542
Isoprene .................................................586-589
Isopropanol.........................554, 581, 602, 605,
624-625, 638, 650
Isopropyl acetate.................617-618, 624, 639
Isopropyl acrylate.................................627-628
Isopropyl alcohol.515, 553, 624-625, 649-650
Isopropyl amine ...................................649-650
Isopropyl benzene .....515, 517, 544-546, 548,
577, 588, 589, 593, 604, 614-616
Isopropyl ether..............................................619
Isopropyl mercaptan....................................592
Isopropyl myristate ..............................558-559
2-Isopropylphenol ........................................630
Isopropyltoluene...........................................515
4-Isopropyltoluene ...............................545-546
p-Isopropyltoluene......................517, 544, 548
Isovaleraldehyde..................................581, 600
Isovaleric acid ......................................570, 607

J
Jasmolin I......................................................536
Jasmolin II.....................................................536
cis-Jasmone .........................................555, 565

K
Kelthane ........................................508, 529-530
Kepone ...........................................................519
Ketamine ...............................................646, 647
Krypton...........................................................582

L
L-9-Carboxy-11-nor-δ9-THC ........................649
L-11-Hydroxy-δ9-THC...................................649
Lactose ..........................................................569
Lactulose .......................................................569
Lauric acid methyl ester......................572,573
Lavandulol .....................................................556
Lavandulyl acetate.......................................556
Levulinic acid ................................................509
Lidocaine ......................................640, 643, 647
Lignoceric acid methyl ester ............572, 573
Lilial........................................................561, 563
Limonene .....555, 558-560, 563-564, 565, 567
δ-Limonene....................................556-557, 564
S-(-)-Limonene..............................................567
Linalool..........................555, 558-561, 563-567
β-Linalool .......................................................556
Linalool acetate............................................556
cis-Linalool oxide .................................558-559
trans-Linalool oxide .............................558-559
Linalyl acetate.......................................558-560
Linoleic acid methyl ester .................572, 573
Linolelaidic acid methyl ester ..........572, 573
Linolenic acid methyl ester ..............572, 573
γ-Linolenic acid methyl ester ............572, 573

化合物インデックス

Lofentanyl......................................................645
Lorazepam.....................................636, 639-640
Lormetazepam ..............................................636
Lyral................................................................561
Lyral 1.............................................................563
Lyral 2.............................................................563
Lysergic acid diethylamide (LSD) .....640, 646

M
β-Maaliene.....................................................557
Malathion.............................519, 531, 562, 575
Manitol...........................................................569
Mannitol ........................................................568
Meclizine .......................................................644
Medazepam ..........................................636, 640
Menthofuran .................................................557
Menthol (MeOH)........557, 560, 565, 577, 595
Menthone ..............................................557-559
Menthyl acetate ...........................................565
Meperidine............................................639, 642
Mephobarbital ..............................................637
Mepivacaine..................................................643
Meprobamate.......................................641, 646
Merphos................................................518, 525
Mescaline......................................................646
Mesitylene.....................................................623
Mesterolone..................................................648
Methacrolein ................................612, 626-627
Methacrylic acid...........................................509
Methacrylonitrile ........515, 517, 548, 626-627
Methadone....................................639-640, 642
Methamidophos...................................531, 562
Methamphetamine .....................636, 639, 642
Methane......................552, 577, 580, 582-585,
588-591, 601, 626, 634-635
Methanethiol ................................................578
Methanol554, 568, 581-582, 595-596, 600602,
605-606, 613, 623-624, 626-628,
635, 638-639, 649-651
Methapyrilene ......................................641, 644
Methaqualone......................................640, 646
Methidathion........................................531, 562
Methofuran ...................................................565
Methohexital.................................................637
Methone ........................................................565
Methoprene ..................................................536
Methoxychlor .............506, 508, 511, 513-514,
518, 520-524, 529-530
2-Methoxyethanol.......................602, 605, 626
bis(4-methoxyethyl) phthalate...................539
2-Methoxy-5-methylaniline ........................629
1-Methoxy-2-propanol.................................639
Methsuximide...............................................643
Methyl acetate.............617-618, 627-628, 635
Methyl acetylene .........................................591
Methyl acrylate ...........515, 517, 548, 627-628
Methyl alcohol..............................................625
Methylamine.................................................608
4-Methylaminorex........................................646
r-Methylansiole ............................................566
2-Methylanthracene ....................................540
9-Methylanthracene ....................................540
Methyl arachidate........................................571
Methyl benzoate..........558-559, 566, 617-618
5-Methylbenzo[b]thiophene.......................578
3-Methylbenzothiophene............................578
2-Methyl butanal .........................................611

2-Methylbutane ............................................599
2-Methyl-1-butanol ............568, 602, 605, 611
2-Methyl-2-butanol..............................602, 605
3-Methyl-1-butanol....568, 602, 605, 625, 635
3-Methyl-2-butanone ..........................612, 635
2-Methyl-3-buten-2-ol.........................602, 605
3-Methyl-2-buten-1-ol.........................602, 605
2-Methyl-1-butene .......................................596
2-Methyl-2-butene ..............584, 588-589, 596
3-Methyl-1-butene ...............................586-589
trans-2-Methyl-2-butenoic acid.................608
2-Methylbutyl acetate .........................617-618
2-Methylbutyl alcohol..........................558-559
3-Methylbutyl alcohol..........................558-559
Methyl t-butyl ether (MTBE)515, 595, 639,
649-650
Methyl butyrate ....................................558-559
2-Methyl butyric acid ..................................608
Methyl chavicol ............................................561
3-Methylcholanthrene.................................540
2-Methyl-4-chlorophenoxyacetic acid
(MCPA)...........................................................512
Methyl chlorophenoxypropionic acid
(MCPP)...........................................................512
5-Methylchrysene ........................................505
Methyl-cresol................................................558
Methyl-p-cresol ............................................559
Methyl-r-cresol .............................................566
Methylcyclohexane588-589, 599, 635, 639,
651
Methylcyclopentane...577, 588-589, 596, 599
1-Methyl-1-cyclopentene............................596
Methyl decanoate ........................................618
Methyl-2,4-dichlorophenylacetate ............512
Methyl diethanolamine (MDEA)................606
4-Methyl-2,5-dimethoxyamphetamine (STP)
636
2-Methyl-4,6-dinitrophenol528, 541-543, 604
Methyl dodecanoate....................................618
Methyl eicosenoate.....................................618
Methyl elaidate.............................................571
4,4’-Methylenedianiline ...........................629
3,4-Methyl enedioxyamphetamine............642
3,4-Methyl enedioxyethylamphetamine...642
3,4-Methyl enedioxymethamphetamine ..642
Methyl ethyl ketone (2-butanone)....649, 650
Methyl isobutyl ketone (MIBK) .................639
α-Methyl ionone ...........................................560
Methyl cis-9,10-methylene octadecanoate
571
Methyl cis-9,10-methyl hexadecanoate...571
Methylene chloride515, 517, 544-545, 548-549,
553,
603, 622, 624-625, 639, 649-650
Methylenedioxyamphetamine (MDA)636,
639
Methylenedioxyethylamphetamine (MDE)
636, 639
Methylenedioxymethamphetamine (MDMA)
636, 639
Methyl ephedrine.........................................636
1-Methyl-2-ethylbenzene............................597
1-Methyl-3-ethylbenzene............................597
1-Methyl-4-ethylbenzene............................597
Methyl ethyl ketone (MEK)581, 624-625,
650
Methyl ethyl sulfide.....................................581
Methyl eugenol ............................................561
2-Methylfluoranthene..................................540

www.agilent.com/chem/GC:jp

Methyl formate .....................................617-618
Methyl γ ionone ............................................561
3-0-Methylglucose 1....................................569
3-0-Methylglucose 2....................................569
Methyl heptadecanoate..............................571
2-Methylheptane.................577, 588-589, 596
3-Methylheptane..........................588-589, 596
4-Methylheptane..........................................577
Methyl heptine carbonate..................561, 563
Methyl hexadecanoate ...............................618
2-Methylhexane ...........................588-589, 599
3-Methylhexane ...........................588-589, 599
Methyl 2-hydroxydecanoate.......................571
Methyl 2-hydroxydodecanoate ..................571
Methyl 3-hydroxydodecanoate ..................571
Methyl 2-hydroxyhexadecanoate ..............571
Methyl 2-hydroxytetradecanoate ..............571
Methyl 3-hydroxytetradecanoate ..............571
Methyl isobutyl ketone........................624-625
Methyl laurate ..............................................571
Methyl mercaptan ......550, 579, 581, 591-592
Methyl methacrylate..515, 517, 548, 627-628
Methyl 14-methylhexadecanoate..............571
Methyl 12-methyltetradecanoate..............571
Methyl monoethanolamine (MMEA)........606
Methyl myristate ..........................................571
1-Methylnaphthalene..........................540, 597
2-Methylnaphthalene .........538, 540, 596-597
2-Methyl-5-nitroaniline ...............................629
Methyl nonadecanoate ...............................571
Methyl octadecanoate ................................618
Methyl octine carbonate....................561, 563
Methyl oleate................................................571
Methyl palmitate ..........................................571
Methyl palmitoleate.....................................571
Methyl paraoxon ..........................................518
Methyl parathion..........................................575
Methyl pentadecanoate..............................571
2-Methylpentane.................588-589, 596, 599
3-Methylpentane501, 588-589, 596, 599, 623
2-Methyl-2 pentanol ....................................581
3-Methyl-3-pentanol....................................606
4-Methyl-2-pentanol....................602, 605-606
2-Methyl-3-pentanone ................................612
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)517, 548, 553,
612
2-Methyl-1-pentene.....................588-589, 596
4-Methyl-1-pentene .............................588-589
bis(4-Methyl-2-pentyl) phthalate...............539
α-Methylphenyl alcohol ..............................602
2-Methylphenol....................................538, 541
3-Methylphenol ............................................541
4-Methylphenol....................................538, 541
5-Methyl-5-phenylhydantoin......................643
2-Methyl-1-propanethiol ....578-579, 581, 591
2-Methyl-2-propanethiol.............578-579, 591
2-Methyl-1-propanol (isobutanol) .............600
2-Methyl-2-propanol (tert-butanol) ..600, 639
Methyl propionate ...............617-618, 627-628
1-Methyl-1-propnaethiol ....................579, 591
1-Methyl-3-propylbenzene..........................596
1-Methyl-1-propyl mercaptan ....................592
2-Methyl-1propyl mercaptan......................592
2-Methyl-2-propyl mercaptan ....................592
1-Methyl-2-pyrrolidine.................................610
1-Methyl-2-pyrrolidinone ....................626-627
n-Methylpyrrolidone ....................................639
Methyl stearate ............................................571
α-Methylstyrene ..................576, 593, 614-616

679

化合物インデックス

4-Methylstyrene ...................................614-615
Methyl sulfide...............................................634
Methyl tert-butyl ether (MTBE)517, 546,
548,
581-582, 597,
600, 619, 623
17α-Methyltestosterone .............................648
Methyl tetradecanoate................................618
2-Methylthiophene ......................................578
3-Methylthiophene ......................................578
Methyl thiophenes.......................................593
Methyl tridecanoate ....................................571
Methyltripentyltin ........................................537
Methyl undecanoate ...................................571
Metolachlor .................511, 518, 520, 525-526
Metribuzin....................511, 518, 520, 525-526
Mevinphos...........................518, 525, 531, 542
MGK-264 ...............................................518, 525
Endo-MGK ............................................264, 536
Exo-MGK ...............................................264, 536
Mirex.............................508, 519, 524, 529-530
Molinate ........................................518, 525-526
6-Monoacetylmorphine...............................637
Mono ethylene glycol..................................606
Mono-ethanolamine (MEA) ......................607
Monuron ........................................................526
Morphine ......................................637, 641, 647
Musk T (ethylene brassylate) ............558-559
Musk ketone .................................................560
Musk xylene..................................................560
Myrcene ........................555, 558-560, 564-565
β-Myrcene..............................................556-557
Myristic acid methyl ester .................572, 573
Myristoleic acid methyl ester............572, 573

N
Naled..............................................................531
Naphthalene ......249, 251-252, 501, 503, 515,
517, 532, 538, 540, 542,
544-546, 548, 577, 596-597, 623
Naphthalene-d8 ...................................538, 597
1-Naphthol ....................................................630
Napropamide ................................518, 525-526
Nefopam ........................................................643
Neomenthol..........................................560, 565
Neon ......................................................552, 582
Neral.......................................558-559, 563-564
Nerol...............................................................557
Nerol acetate ................................................556
cis-Nerolidol..................................................558
trans-Nerolidol..............................................558
Nervonic acid methyl ester................572, 573
Neryl acetate ................................558-559, 564
Nicotinamine ................................................636
Nicotine .........................................639-641, 647
Nitrazepam...................................194, 636, 639
2-Nitroaniline...............................538, 610, 629
3-Nitroaniline...............................538, 610, 629
4-Nitroaniline...............................538, 610, 629
Nitrobenzene ......515, 517, 538, 548, 614-615
Nitrobenzene-d5...........................................538
2-Nitrobiphenyl.............................................540
3-Nitrobiphenyl.............................................540
4-Nitrobiphenyl.............................................540
Nitrofen..........................................................508
Nitrogen ...............................552, 582, 605, 632
Nitromethane................................................635
1-Nitronaphthalene......................................540

680

2-Nitronaphthalene......................................540
Nitrophen.......................................................519
2-Nitrophenol......528, 538, 541-543, 604, 630
3-Nitrophenol................................................541
4-Nitrophenol......512, 528, 538, 541-543, 604
2-Nitropropane ............................515, 517, 548
n-Nitrosodimethylamine.....................538, 542
n-Nitrosodiphenylamine .............................538
n-Nitroso-di-n-propylamine ........................538
2-Nitrotoluene ..............................604, 614-615
3-Nitrotoluene ..............................604, 614-615
4-Nitrotoluene ..............................604, 614-615
trans-Nonachlor ..................508, 518, 529-530
Nonadecane..................................................559
Nonadec-1-ene .....................................558-559
Nonanal .........................................................564
γ-Nonalactone .......................................558-559
1,9-Nonandiol ...............................................619
Nonane ........................576, 593, 599, 601, 623
n-Nonane..............532, 577, 588-589, 596-597
1,9-Nonanediol.....................................620, 622
Nonanol .........................................................567
1-Nonanol .............................................602, 605
Nonyl aldehyde.............................................612
Nonylamine...................................................608
n-Nonylamine........................................609-610
Nootkatone ...................................................564
Norcodeine....................................................637
Nordazepam..................................................636
Norethandrolone ..........................................648
Norflurazon ...........................518-519, 525-526
Normorphine.................................................637
19-Nortestosterone (nandrolone) .............648
19-Nortestosterone-17-decanoate............648
19-Nortestosterone-17-propionate ...........648

O
cis-Ocimene..........................................555, 565
trans-Ocimene ..............................................555
β-cis-Ocimene ...............................................556
β-trans-Ocimene...........................................556
Octacosane ...................................................503
n-Octacosane................................................597
2,2',3,3',4,5',6,6'-Octachlorobiphenyl .......518
1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzodioxin...504
1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzofurans ..504
Octadecane...........................................503, 536
n-Octadecane................................................597
Octadecanoic acid .......................................570
Octanal..........................................554, 564, 611
1,8-Octandiol.................................................619
Octane..........................576, 593, 599, 601, 623
isooctane .......................................................501
n-Octane...............532, 577, 588-589, 596-597
1,8-Octanediol...............................................620
Octanoic acid .......................................570, 611
Octanol..................................558-559, 564, 567
1-Octanol...............................................602, 605
3-Octanol...............................................555, 565
3-Octanone ...........................................532, 556
1-Octene ........................................................532
1-Octen-3-ol..........................................556, 565
Octen-1-ol acetate .......................................556
Octyl acetate .........................................558-559
3-Octyl acetate.....................................555, 565
Octyl aldehyde ..............................................612
n-Octylamine .........................................609-610
n-Octyl mercaptan .......................................592

Oleic acid methyl ester.......................572, 573
Omethoate.....................................................562
Ordram ...........................................................527
Oxadiazon ......................................................527
Oxazepam......................................636, 639-640
Oxazopam......................................................636
Oxychlordane ................................................519
Oxycodone ............................................194, 639
Oxydemeton-methyl.....................................531
4,4’-Oxydianiline........................................629
Oxygen...................................................552, 582
Oxymetholone...............................................648
Oxymorphone................................................641

P
Paarlan...........................................................527
Palmitic acid methyl ester ................572, 573
Palmitoleic acid methyl ester ...........572, 573
Paraldehyde ..................................................515
Parathion...............................................519, 562
Parathion-methyl..........................................562
Pebulate.................................................525-526
Pentaborane..................................................633
2,2',3,4,4'-Pentabromodiphenyl ether ......502
2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether ......502
2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether ......502
Pentachlorobenzene ............................614-615
2,2',3',4,6-Pentachlorobiphenyl .................518
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran............504
2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran ..........504
Pentachloroethane ....515, 517, 548, 603, 622
Pentachloronitrobenzene508, 511, 524, 529530
Pentachlorophenol512, 518, 528, 538, 541543, 604
n-Pentadecane ............................249, 582, 597
Pentadecanoic acid methyl ester .....572, 573
cis-10-Pentadecenoic acid methyl ester572,
573
cis-1,3-Pentadiene ...............................586-587
trans-1,3-Pentadiene ...........................586-587
Pentafluorobenzene .................515, 517, 548
Pentafluoroethane .......................................527
Pentamethylbenzene...................................597
Pentamethyl disiloxane...............................633
Pentanal.........................................................611
1,5-Pentandiol...............................................619
Pentane................599, 601, 603, 617, 625-626
iso-Pentane ..........................583, 590-591, 601
n-Pentane .....................577, 583-591, 596-597
1,2-Pentanediol.............................................532
1,5-Pentanediol.............................................620
2,3 Pentanedione (VDK)..............................554
2,3-Pentanedione (acetyl propionyl) .558-559
n-Pentanoic acid ..........................................509
1-Pentanol ...........554, 602, 605-606, 625, 639
2-Pentanol.............................................602, 605
3-Pentanol....................................554, 602, 605
2-Pentanone.................................515, 612, 624
3-Pentanone..................................................612
Pentene-1......................................584, 586-587
1-Pentene.............584-585, 588-589, 596, 625
cis-2-Pentene ...............................584, 586-589
trans-2-Pentene ...........................584, 586-589
4-Pentenoic acid ..........................................608
trans-2-Pentenoic acid................................608
trans-3-Pentenoic acid................................608
1-Penten-3-ol........................................602, 605

化合物インデックス

2-Penten-1-ol........................................602, 605
Pentobarbital........................................637, 641
Pentyl ether...................................................619
1-Pentyl mercaptan......................................592
cis-Permethrin............508, 511, 518, 520-521,
524, 529-530
trans-Permethrin........508, 511, 518, 520-521,
524, 529-530
Perthane........................................508, 529-530
Perylene.........................................................540
Perylene-d12 ........................518-519, 538, 542
α-Phellandrene .............................................564
Phenacetin............................................636, 641
Phenanthrene.............503, 518, 532, 538, 540
Phenanthrene-d10 ......................518, 538, 542
Phencyclidine (PCP)...........639, 640, 642, 646
Phenethylalcohol .........................................567
Pheniramine..................................................644
Phenmetrazine..............................................641
Phenobarbital...............637, 640-641, 643-644
Phenol..........................249, 251-252, 502, 528,
538, 541-543, 604, 630
Phenol-d5 ......................................................538
2-Phenoxyethanol................................602, 605
Phensuximide ...............................................643
Phentermine .........................................636, 639
Phenyl acetaldehyde...........................561, 563
Phenylacetone..............................................636
Phenylacetylene ..................................576, 593
9-Phenylanthracene.....................................540
Phenyl ephedrine .........................................636
1-Phenyl ethyl acetate ................................554
Phenylethylamine.........................................610
Phenyl ethyl cinnamate.......................558-559
Phenylethylmalonamide..............................643
Phenyl ethyl tiglate ..............................558-559
2-Phenylnaphthalene ..................................540
Phenyltoin .....................................................644
Phenyltoloxamine ........................................644
Phenytoin ......................................................643
Phorate ..........................................................526
Phosmet.........................................................531
Phosphine ....................................................633
Phylethylmalonamide (PEMA)...................644
Picloram.........................................................512
4-Picoline.......................................................532
α-Pinene.................................555-559, 564-567
β-Pinene................555, 557-560, 564-565, 567
Piperazine......................................................611
Piperitone ......................................................565
Pirimiphos-methyl........................................562
Polyethylene glycol ...................................621
Polymethoxyflavones ..................................564
Prazepam ..............................................636, 640
Prebane (terbutryn) .....................................518
Primidone...............................................643-644
Procaine........................................641, 643, 647
Progesterone ................................................648
Promazine......................................................644
Promethazine................................................644
Prometon.......................................518, 525-526
Prometryn..............................518-519, 525-526
Promofos .......................................................575
Pronamide.....................................518, 525-526
Propachlor ..........508, 511, 518, 520-521, 524,526-527, 529-530
Propadiene....................................584-587, 634
Propanal.........................................................553
2-Propanamine .............................................625

1,3-Propandiol...............................................619
1,2-Propandiol (propylene glycol)..............619
Propane .......580, 583-591, 596, 599, 601, 617
1,2-Propanediol (propylene glycol) ...........620
1,3-Propanediol.............................................620
1-Propanethiol..............................578-579, 591
2-Propanethiol .....................578-579, 581, 591
Propanil..........................................................526
Propanoic acid..............................................611
Propanol.........................................................550
1-Propanol .515, 554, 595, 600, 602, 605-606,
625-626, 635, 638-639, 649-650
2-Propanol ...........................595, 626, 635, 639
n-Propanol ...........................568, 581, 624, 650
Propargyl alcohol .........................................515
Propazine...............................518-519, 525-527
Propene..........................................................553
2-Propen-1-ol (allyl alcohol) ..............602, 605
Propiolactone................................................515
Propiomazine ................................................646
Propionaldehyde .........................581, 600, 612
Propionic acid .....................509, 568, 570, 607
1-Propionic acid............................................532
Propionitrile.........515, 517, 548, 610, 626-627
Proposyphene...............................................642
Propyl acetate......................554, 617-618, 635
n-Propyl acetate ...........................................625
Propylbenzene515, 576-577, 593, 614-616,
623
n-Propylbenzene517, 532, 544-546, 548,
588-589,593, 596-597, 604, 616
Propyl benzoate ....................................617-618
Propyl butyrate .............................................618
Propyl caproate ............................................618
Propylene.....577, 579-580, 584-591, 601, 617
Propylene glycol ..................................602, 605
Propyl ether ..........................................581, 619
n-Propyl ether ...............................................625
Propyl formate ......................................617-618
1-Propyl mercaptan......................................592
2-Propyl mercaptan......................................592
n-Propyl mercaptan .....................................592
2-Propyl pentanoic acid ..............................509
Propyl propionate .................................617-618
Propyl valerate..............................................618
Propyne .........................580, 584-587, 588-589
2-Propyn-1-ol (propargyl alcohol) .....602, 605
Prowl ..............................................................527
Psilocin ..........................................................646
Pulegone........................................................565
Pyrazole .........................................................610
Pyrene..........................503, 518, 532, 538, 540
Pyrene-d10 ....................................................518
Pyrethrin I......................................................536
Pyrethrin II.....................................................536
Pyridazine ......................................................610
Pyridine .......515, 538, 610, 624-627, 635, 650
Pyrilamine......................................................644
Pyrimidine......................................................610
Pyrimiphos ethyl...........................................575
Pyrimiphos methyl .......................................575
Pyrithyldione .................................................646
Pyrrobutamine ..............................................641

Q
Quinine...........................................................647

www.agilent.com/chem/GC:jp

R
Rhamnitol ..............................................568-569
Rhamnose 1 ..................................................569
Rhamnose 2 ..................................................569
Ribitol .....................................................568-569
Ribose 2 .........................................................569
Ro-Neet..........................................................527
Rosatol (rosetone) .......................................559
Rosatol (rosetone) geranyl butyrate.........558
Rose oxide, cis-rose.............................558-559
Rose oxide, trans-rose.........................558-559

S
Sabinene...............................555, 558, 564-565
trans-Sabinene hydrate ......................555, 565
Salicylamide..................................................643
α-Santolene...................................................556
Secbumeton ..................................................526
Secobarbital..........................................637, 641
Selenide .........................................................633
Sencor ............................................................527
Simazine ..............511, 518, 520, 525-527, 542
Simetryn ........................................518, 525-526
α-Sinensal......................................................564
β-Sinensal......................................................564
Sorbitol .........................................................569
Stanozolol......................................................648
Stearic acid methyl ester ...................572, 573
Stigmasterol..................................................648
Stirifos............................................................525
Strawberry aldehyde....................................569
Strychnine.............................................639, 647
Styrene515, 517, 544, 546, 548-549, 553,
576,
588-589, 593, 604, 614-617, 623, 632
Styrene dimer ...............................................617
Styrene oxide .......................................614, 615
Styrene trimer...............................................617
Sucrose ..........................................................569
Sufentanyl .....................................................645
Sulfallate........................................................526
Sulfur dioxide .......................................605, 634
Sulpiride.........................................................646
Sutan ..............................................................527

T
Talbutal ..................................................637, 646
Tebuthiuron...........................................518, 525
Temazepam...........................194, 636, 639-640
Tenocyclidine (TCP) .....................................646
Terbacil ..........................................518, 525-527
Terbufos ................................518, 525-526, 542
Terbufos sulfone...........................................519
Terbuthylazine...............................................526
Terbutryn ................................................525-526
Terphenyl-d14 ...............................................538
Terpinene .......................................................565
α-Terpinene ...................................555, 564-565
γ-Terpinene ...........555, 557-559, 564-565, 567
Terpinen-4-ol 555-556, 558-559, 564-565, 567
α-Terpineol ...........556, 558-560, 564-565, 567
Terpinolene...........................555, 559, 564-565
γ-Terpinolene .................................................565
Terrazole ........................................518, 529-530
Testosterone .................................................648
2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether ...........502

681

化合物インデックス

2,3',4,4'- Tetrabromodiphenyl ether ..........502
2,3',4',6- Tetrabromodiphenyl ether ..........502
Tetraborane ...................................................633
Tetrabutyltin ..................................................537
Tetracaine ......................................................643
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene.................614-615
2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl......................518
2,3,7-8-Tetrachlorodibenzodioxin (TCDD) 504
2,3,7,8- Tetrachlorodibenzofuran (TCDF)..504
Tetrachloroethane ...............................507, 509
1,1,1,2-Tetrachloroethane .515, 517, 544-546,
548, 603, 622
1,1,2,2-Tetrachloroethane 515, 517, 544, 546,
548-549, 553, 603, 622
Tetrachloroethene515, 517, 544-549, 553,
622
Tetrachloroethylene .....................................547
Tetrachloro-m-xylene (TCMS)506, 508, 513514,
520, 524, 529-530, 534
2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene .............521-523
2,3,4,5-Tetrachlorophenol...................502, 541
2,3,4,6-Tetrachlorophenol...................502, 541
2,3,5,6-Tetrachlorophenol ...........502, 541-543
Tetrachlorvinphos (stirifos) ........................518
n-Tetracontane..............................................597
Tetracosane...................................................503
n-Tetracosane ...............................................597
Tetradecane ..........................................503, 596
n-Tetradecane..............................249, 582, 597
Tetradecanoic acid.......................................570
Tetraethylenepentamine .............................611
1,1,1,2-Tetrafluoroethane............................527
1,1,2,2-Tetrafluoroethane............................527
Tetrahydrocannabinol..................................639
δ9-tetrahydrocannabinol (THC)..................649
1,2,3,4-Tetrahydrofluoranthene..................540
Tetrahydrofuran (THF)517, 548, 553, 619,
624,
626, 639, 650, 651
Tetrahydropyran............................................619
1,2,3,5-Tetramethylbenzene................596-597
1,2,4,5-Tetramethylbenzene .......577, 596-597
Tetrapentyltin ................................................537
Thenyldiamine ..............................................641
Thiamine pyrophosphate (TPP) .................531
Thiamylal .......................................................637
Thiazopyr .......................................................519
4,4’-Thiodianiline.......................................629
Thiopental .....................................................637
Thiophene............578-579, 581, 591, 592, 593
Thioridazine...................................................644
Thonzylamine................................................644
Threhalose.....................................................569
Threitol...........................................................569
Thujone..........................................................563
α-Thujone..............................................558, 564
β-Thujone.......................................................564
Tillam .....................................................518, 527
Tinuvin P........................................................633
α-Tocopherol .................................................645
β-Tocopherol..................................................645
δ-Tocopherol..................................................645
γ-Tocopherol ..................................................645
Tolban.............................................................527
o-Tolidine .......................................................629
m-Tolualdehyde ............................................612
o-Tolualdehyde .............................................612

682

p-Tolualdehyde..............................................612
Toluene249, 251-252, 501, 515, 517, 544546,
548-549, 553, 576, 577, 586-589, 593-594,
596-597, 599, 601, 604, 614-617, 623-625,
632, 635, 639, 649-651
Toluene-d8 ............................................515, 549
o-Toluidine.....................................................629
Tonalid ....................................................558-560
Trazodone ......................................................639
Treflan ............................................................527
2,2',4-TriBDE (BDE-17) ................................502
2,4,4'-TriBDE (BDE-28) ................................502
Triacetonamine (TAA) .................................595
Triadimefon...........................................518, 525
Triazolam ...............................................636, 640
Tribromoacetic acid .....................................543
2,4,6-Tribromophenol...................................538
Tributylpentyltin............................................537
Trichloroacetic acid......................................543
Trichloroacetonitrile ............................509, 547
2,4,5-Trichloroaniline ...................................629
1,2,3-Trichlorobenzene ......515, 517, 544-546,
548, 614-615
1,2,4-Trichlorobenzene515, 517, 538, 544546,
548-549, 553, 614-615
1,3,5-Trichlorobenzene................546, 614-615
2,4,5-Trichlorobiphenyl ................................518
Trichloroethane ...........................507, 509, 624
1,1-Trichloroethane ..............................649-650
1,1,1-Trichloroethane507, 509, 515, 517,
544-549,
553, 603, 622, 635, 651
1,1,2-Trichloroethane507, 509, 515, 517,
544-546,548-549, 553, 603, 622
Trichloroethene...515, 517, 544-549, 553, 622
Trichloroethylene .......547, 624, 626, 635, 650
Trichlorofluoromethane515, 517, 527, 544546,
548, 549, 553
1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane).........549
Trichloromethane .................................625-626
Trichloromethyl silane.................................633
2,3,4-Trichlorophenol...................502, 541-543
2,3,5-Trichlorophenol...................502, 541-543
2,3,6-Trichlorophenol...................502, 541-543
2,4,5-Trichlorophenol ..........502, 538, 541-543
2,4,6-Trichlorophenol502, 528, 538, 541-543,
630
3,4,5-Trichlorophenol ......................... 502, 541
2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid.............512
1,2,3-Trichloropropane507, 509, 515, 517,
543-544,546, 548, 603, 622
1,1,1-Trichloropropanone ............................547
1,1,1-Trichloro-2-propanone .......................509
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane.527, 553
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane............603, 622
Tricosanoic acid methyl ester ...........572, 573
Tricyclazole ...................................518, 525-526
Tridecane.......................................576-577, 593
n-Tridecane ...........................................249, 582
Tridecanoic acid methyl ester ...........572, 573
Triethanolamine (TEA)........................607, 608
Triethylamine ................................610, 626-627
Triethylene glycol .........................................621

Triethylenetetramine ...................................611
1,1,1-Trifluoroethane....................................527
Trifluoromethane..........................................527
Trifluorotoluene ...........................................544
Triflupromazine .............................................644
Trifluralin508, 511, 518, 520-521, 524, 529530, 542
Triglyme (triethylene glycol dimethyl ether)619, 620
Trimethylamine .............................................608
2,4,5-Trimethylaniline ..................................629
1,2,3-Trimethylbenzene(hemimellitene) ..................546, 577, 596-597,
599, 601, 614-615
1,2,4-Trimethylbenzene(pseudocumene)........501, 515, 517, 544-546,
548-549, 553, 577, 588-589,
596-597, 614-615, 623
1,3,5-Trimethylbenzene(mesitylene)515, 517, 544-546, 548-549, 553,
588-589, 596-597, 614-615
Trimethylchloro silane.................................633
3,5,5-Trimethylhexanol ........................558-559
2,2,4-Trimethylpentane (isooctane) ..........553
2,3,3-Trimethylpentane .......................577, 596
2,3,4-Trimethylpentane........................588-589
2,3,5-Trimethylphenol ..................................630
Trimethyl phosphate ....................................532
Trimipramine .................................................640
2,4,6-Trinitrophenol......................................604
1,3,5-Trioxane impurity................................554
Tripelennamine .............................................644
Triphenyl phosphate ...................518, 519, 562
Triprolidine.....................................................644

U
Undecane.............................576, 593, 599, 623
n-Undecane .................249, 260, 577, 596-597
Undecanoic acid methyl ester...........572, 573

V
Valencene......................................................564
Valeraldehyde (pentanal)...........581, 600, 612
Valeric acid (pentanoic acid)570, 607, 608,
611
iso-Valeric acid .............................................611
Valerolactone................................................608
Vanillin ...........................................................563
Verapamil.......................................................639
Vernam...........................................................527
Vernolate .......................................518, 525-526
Vertenex ................................................558-559
Vinclozolin ............................................519, 575
Vinyl acetate.................................553, 617-618
Vinyl chloride515, 517, 544-546, 548-549,
553
Vinyl-trimethyl silane...................................633
Viridiflorol..............................................555, 565

W
Water ............................................583, 595, 607

化合物インデックス

X
Xenon .............................................................582
m-Xylene515, 517, 544-546, 548-549, 553,
576-577,588-589, 593-594, 596-597, 599, 601, 604,
614-616, 623, 625, 632
m,p-Xylene.............................501,639, 649-651
o-Xylene ......................501, 515, 517, 544-546,
548-549, 553, 576-577, 588-589,
593-594, 596-597, 599, 601, 604,
614-616, 623, 625, 632, 639, 649-651
p-Xylene ...............................515, 517, 544-546,
548-549, 553, 576-577, 588-589,
593-594, 596-597, 599, 601,
604, 614-616, 623, 625, 632
2,3-Xylenol.....................................................630
2,4-Xylenol.....................................................630
2,5-Xylenol.....................................................630
2,6-Xylenol.....................................................630
3,4-Xylenol.....................................................630
3,5-Xylenol.....................................................630
Xylose 1 .........................................................569
Xylose 2 .........................................................569

www.agilent.com/chem/GC:jp683

ご注文とご案内

ご注文とご案内• アジレント・テクノロジーは、「信頼性、安全性を追求した高品質の製品をお客様にお届けする」
をモットーに、その製品に最適な部品も併せて提供し、信頼性の向上に努めております。

• 全ての部品は日本国内での使用に限定します。外国為替および外国貿易管理法の規定による戦略物質等輸出規制品の該当・非該当は未判定です。

価格および製品仕様について• 部品価格および製品仕様 (寸法、性能など) は為替変動や、品質改善のため、予告なく変更する
ことや販売中止をすることがありますので、あらかじめご了承ください。

• ご注文時には最新の価格をご確認くださるようにお願い申し上げます。
• 本部品カタログ記載の部品には、日本国内で輸入販売できない部品も掲載している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ご注文と納期について• ご注文の際には、お手持ちの装置の機種型名をご確認の上、品名、部品番号を弊社の営業もしくはお近くの弊社販売店までご連絡ください。

• 目的の部品が見つからない場合や不明の場合、弊社カストマコンタクトセンタ (0120-477-111) へ
ご相談ください。

• 主要部品は国内に在庫し、短納期でお届けしております。部品によっては在庫されていない物があります。納期はご注文の際にご確認ください。

返品について• アジレント・テクノロジーでは、商品のお届けには十分な注意をはらっておりますが、万が一、入手された商品に不具合があった場合には、無償交換または返金をさせていただきます。

• お手数ですが、購入された販売店経由でご連絡をお願いいたします。ただし、下記条件以外のご返品には応じられないことがありますので、ご了承ください。

1) 輸送中の破損、出荷時の欠品、ご依頼いただいた製品と異なった製品が納品された場合、納品完了後 10日以内にご連絡をいただければ、返品・交換が可能です。
2) 購入された製品が Agilent 社品質管理基準を満たしていない場合、商品受領後 60 日以内にご連絡をいただければ、返品・交換が可能です。

684

ご注文とご案内

個数について• パッケージあたりの部品の個数が複数の場合には、その個数が記載されています。個数の記載がなければ、個数は 1 個です。
• キット構成のものは、構成している部品の個数や内容をお断り無く変更する場合がありますので、ご確認の上ご注文ください。

保証期間について• カタログに記載されているカラム・消耗品は、ISO9001 の元に製造されています。アジレントでは、カタログ記載のカラム・消耗品について 90日の保証期間を定めています。(一部保証期間が異なるものもあります。)

カスタムカラムの注文方法
カタログに記載されていない仕様の LC カラム、GC カラムが必要な場合には、その旨を弊社にご連絡ください。特別なアプリケーションのための Agilent GC キャピラリカラムおよび Agilent LC
ZORBAX カスタムカラムをご要望に応じてご用意いたします。
カスタムカラムのお問い合わせは、カストマコンタクトセンタ (フリーダイヤル 0120-477-111)か、最寄の販売店へお問い合わせください。

www.agilent.com/chem/GC:jp685

NOTES686

NOTES

www.agilent.com/chem/GC:jp687

NOTES

688

NOTES

www.agilent.com/chem/GC:jp689

NOTES690

NOTES

www.agilent.com/chem/GC:jp691

NOTES692

NOTES

www.agilent.com/chem/GC:jp693

NOTES694

NOTES

www.agilent.com/chem/GC:jp695

NOTES696

NOTES

www.agilent.com/chem/GC:jp697

NOTES698

NOTES

www.agilent.com/chem/GC:jp699

NOTES700

NOTES

www.agilent.com/chem/GC:jp701

NOTES702

NOTES

www.agilent.com/chem/GC:jp703

NOTES704

GC 流路の不活性の確保は、

これまで以上に重要になっています。
高活性化合物の微量分析において、感度、精度、再現性を向上させるため、不活性な流路を確保して分析を成功に導くイナートフローパスソリューションをアジレントは提供しています。流路を構築する各コンポーネントに対してクロマトグラフィー QC テストを用いた適格性評価を行うことで、信頼性が高く、一貫した不活性度を流路全体で実現します。

1. MSD イオン源
2. UltiMetal Plus スプリット/スプリットレス注入口
3. ウルトライナート注入口ライナ
4. ウルトライナート金メッキ注入口シール
5. ガスクリーンフィルタシステム
6. ウルトライナートキャピラリ GC カラム
7. UltiMetal Plus キャピラリフローテクノロジー
Deans スイッチ
8. UltiMetal Plus フレキシブルメタルフェラル
7693A 液体オートサンプラを備えた
7890B GC/5977A シリーズ GC/MSD

8

1

6
5

2

7

3

4

不活性な流路の構築については、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

詳細情報
ホームページ :www.agilent.com/chem/jp
カストマコンタクトセンタ :0120-477-111

本資料記載の情報は予告なしに変更されることがあります。
アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2014
Published in December 2014
5991-5213JAJP