ワイヤレス＆ポータブル
振動・衝撃・加速度
データレコーダ／アナライザ

振動がリアルタイムで見える

高速３チャンネル
小型無線振動記録計

MVP-RF3-HC

※コンピュータは付属しておりません

３つのコンセプト
１：3軸加速度センサを内蔵し、最大4kHzまでのサンプリングが可能！
本体１つで簡単に振動計測が可能です！
２：4台まで同時計測可能！
最大12チャンネルのデータロガーとして使用可能です！
３：外部センサも接続可能で様々な計測シーンに応用可能！
豊富なオプション品をご用意！
少しづつシステムアップが可能です！
従来機種「MVP-RF3-BC」に対して主な変更点・共通点＜主な変更点＞＜主な共通点＞

内蔵加速度センサ （±2G／±6G ソフトウェアにて切替）
外形寸法 （45×45×18mm） ・ 重量（約60g）
アタッチメント取り付け部 →アタッチメントは共通で使用可能
外部センサ取り付けコネクタ →外部センサは共通で使用可能
ソフトウェア（Ver.1.4.6.0以降は共用可能）

半導体ウェハ・液晶パネル
搬送時の振動モニタリング
無線計測だから、搬送装置の振動を余すことなく簡単計測

液晶テレビ用ガラスパネルの搬送装置の振動計測結果

モーター・ポンプ等の振動計測
FFT解析でモータやポンプの異常振動の原因解析も簡単！

小型モーターの振動のFFT解析結果（モーター回転数：5,000rpm = 83rps )

X軸

X軸

Y軸

0Z軸

Y軸
Z軸
1234

経過時間(sec)
0.1

搬送終了時
搬送開始時 搬送中
→ほとんど０1

モーター回転数と同じ周波数

10100

周波数(Hz)

モーター回転数の4倍の周波数のピーク

MVP‑RF3計測メイン画面リアルタイムで波形表示します。
現場で装置の振動状況などを確認しながら計測が可能です。

リサージュ図形作成機能にて、XY平面
XZ平面
YZ平面それぞれの平面上における振動状態が一目で確認できます。

● 標準付属ソフトウェア MVP-RF3-S 計測／解析機能
リアルタイム波形表示／異常お知らせ・アラーム機能

しきい値を超えると音でお知らせ

ch1〜ch3の計測データをリアルタイムで表示

しきい値を超えると画面が「赤」にリサージュ図形表示

FFT解析

データ保存（csv形式）

・csv形式でデータ保存すると市販の表計算ソフトウェア等を用いグラフ作成や各種解析などが可能。
・「自動保存機能」
を用いると、長時間連続データの記録も可能。

複数台同時計測／データ保存
MVP-RF3本体 4台まで同時計測可能。
１台目のデータ

3台目のデータ1台毎の計測の場合と同様、csv形式でデータ保存が可能。

MVP-RF3-BCをお持ちのお客様
2台目のデータ

4台目のデータ

MVP-RF3-BCと、MVP-RF3-HCは同じソフトウェアで動作可能です。
タイプが混在しても、複数台での同時接続や、同時計測も可能です。
（対応ソフトウェアは、Ver1.4.6.0以降となります。）
詳しくはお問い合わせください。

● オプション
Bluetooth-USBアダプタ

本体取取付用アタッチメント

MVP-RF3シリーズをご使用頂くためには、コンピュータ側に「Bluetooth」の無線通信環境が必要になります。

意外に悩ましいセンサの「取付」
簡単に、快適にご使用頂くために、専用アタッチメントをご用意しています。

Bluetooth-USBアダプタ
Parani-UD100

Parani-UD100用アンテナ(大)DAT5-G01R

磁石アタッチメント
MVP-RF8-AMG・小型品。コンピュータに・Parani-UD100の通信能力を装着したままでも邪魔更にアップするになりません。
ポールアンテナ。
・通信距離は約30m（見通しが良い環境にて）・磁石にて固定可能。
鉄製の装置などへ簡単に固定可能。
・M3ボルトにて固定可能。
ピッチ50mm×50mm（4ヶ所）

弊社推奨のBluetoothアダプタの使用をお勧めいたします。

ベルトアタッチメント
MVP-RF8-ABL・ベルトで人体へ容易に固定可能。
・ベルトサイズ
幅28mm・厚さ3mmまで対応。
・専用ベルトも別途ご用意しております。
（MVP-RF8-BL/MVP-RF8-LBL）

外部加速度センサ／ジャイロセンサ

外部センサ接続用ケーブル／コネクタ

外部加速度センサ・ジャイロセンサを用いると、計測の幅がぐんと広がります。

外部センサを接続することで様々な計測に対応できます。

３軸加速度センサ（小型ヘッド）
MA3-**AD-RDB-SS

3軸ジャイロセンサ
MP-G3-**B＜外部センサを使用した方が良い場合＞
・計測場所が狭い場所や軽量なものの場合
・本体の取付では動作を阻害してしまう場合
・内蔵センサでは計測ができないレンジの場合
各センサの詳細仕様は、各製品の単品カタログをご確認ください。
MVP-RF3への接続には外部センサコネクタが必要です。

外部センサコネクタ（RDB1個タイプ）
MVP-EXBB-1R

外部センサケーブル
MVP-EXBA-12

・外部センサ接続用のコネクタです。 ・お客様側で1ch毎ご自由に・「RDBタイプ」
は弊社他製品とのセンサの接続が可能です。
互換が取れる、金属製コネクタ・ケーブル長約1mタイプです。
・シース外形φ2.9又は3.2mm
・他に「BINタイプ」があり、・各リード径φ0.3mm （AWG36）
樹脂製の軽量コネクタタイプです。

振動変位解析ソフトウェア MVP-VD-S

その他

装置等の振動をわかりやすい「変位」に変換！
加速度データのフィルタリングも可能です。

コマンドリストを公開しています。
ソフトウェアのカスタマイズも自由自在です。
・MVP-RF3シリーズをご購入頂いた方で、ご希望の方には、コマンドリストを無償で公開しております。
・ご自身でプログラムが組める方は、計測のカスタマイズが可能です。

弊社では社内で独自にアルゴリズム開発・ソフトウェア開発を行っております。
標準製品からカスタマイズをご希望の方、お気軽にお問い合わせください！

● データ解析方法紹介
振動の大きさから故障の予防診断を行う〜加速度最大値確認

MVP-RF3では、加速度の最大値は計測終了後自動的に表示されます。
一般的に振動する装置は故障前に振動＝加速度レベルが大きくなる傾向があり、予防診断の指標として効果的な場合が多くあります。

X・
Y・Z ３軸の加速度の最大値横軸を拡大したり、データ範囲指定をすると、指定した範囲での最大値を自動表示します。

振動の周波数成分を解析して振動発生の原因を知る〜FFT解析

振動発生の周波数を知ることで、振動発生の原因が特定できる場合が多くあります。
MVP-RF3では、標準添付のソフトウェアにて簡単にFFT解析が可能です。
例：乗用車のエンジン筐体の振動計測）

加速度値のピークの周波数
48.8Hz→エンジン回転数の約2倍）

加速度値のピークの周波数100Hz→エンジン回転数の約2倍

計測部分は、エンジン回転数にかかわらず、回転数の約2倍の周波数の振動成分が最も大きい。
→振動は、エンジンの回転振動機構のいずれかから発生していると推察できる。
6

三次元の振動を３つの二次元平面上に「見える化」する〜リサージュ図形

三次元同時計測だからこそできる、「振動モードの見える化」
加速度の最大値やFFT解析の値が変わらないのに、装置の精度が変化しているというような場合、リサージュ図形を観察してみてください。

X‑Z平面では回転振動三次元の加速度を３つの二次元平面に表示

振動モードが目に見える！
X‑Z平面ではナナメ振動

加速度データだけを確認すると２つのデータの振動は似たような特性に見えますが・・・

振動の「変位量」を算出する〜振動変位解析ソフトウェア MVP-VD-S（オプション）装置等の振動加速度をわかりやすい「変位」に換算表示します。
また、ローパスフィルタ、ハイパスフィルタ設定機能も搭載しているので、フィルタリングにより、欲しい振動データを抽出することも可能です。

LPF・HPF設定部
フィルタ定数を変更すると、変位解析結果に即座に反映されます
振動変位波形表示部〜縦軸を変位量（mm）に換算表示
判定表示部

解析結果表示部超えると、「赤」表示。
正常値の場合「緑」表示

カーソル時刻カーソル時点での変位
表示範囲での変位の平均値
表示範囲での変位の実効値
表示範囲での最大変位（＋方向・−方向）についてそれぞれ表示

振動変位解析画面

主な仕様

※1：※2
※3
※

2・3

1〜

42〜

※

商品構成／オプション品一覧

外観寸法図 （MVP-RF3-HC）

Extension

3ch Wireless Motion Recorder40

RED : Stand-by
BLUE : Connect
GREEN: Charge+X+Z

45

CHARGE+Y
S/N.12Y-001
ID:0009E702376D

ON/OFFMVP-RF3-HC

マイクロストーン株式会社〒385-0007 長野県佐久市新子田1934
TEL：0267-66-0388 FAX：0267-66-0355
e-mail：info@microstone.co.jp
No.U13‑04‑01