Elcometer 480

光沢度計

外観
製品の見た目は、その製品から受ける印象に大きく影響します。この「見た目」は主観的なものです。一方、製品の外見の質を定量的に表せる特性の1つに光沢があります。

20°
60°
85°

光沢を測定するには、試料の表面に一定の角度で一定の強さの光線を照射し、同じ角度で反射された光の量を観察します。この反射光の測定には、光沢度計を使います。
試料の表面によって、測定が必要な反射角が異なります。

高光沢面

高光沢面
よく磨かれた良質の面には、くっきりとした像が映ります。これは、入射光が鏡面反射角度で反射しているからです。
中光沢面とつや消し面
中光沢面とつや消し面に映る像は、薄くぼんやりとしています。
これは、入射光は鏡面反射角度で反射しているものの、同時に散乱している光もあるからです。

中光沢面とつや消し面

2

www.elcometer.com

外観
適切な測定角度を選ぶ
光沢の測定値は、試料の表面で反射する光の量を、基準値（よく磨かれたガラス）と相対的に表した値で、Gloss Unit（GU）という単位を使います。表面で反射される光の量は、光の入射角、および表面の性質と仕上がり具合によって左右されます。
表面の光沢度は、低光沢（つや消し）、中光沢、高光沢に分類できます。試料の最適な測定角度を求めるには、まず、光沢度計の入射角を60°に設定して測定します。
測定結果が10～70GUの場合は、試料面が中光沢に相当し、60°で測定するのが適しています 測定結果が10GU未満の場合は、低光沢面に相当し、85°が適しています。測定結果が70GUを超える場合は、高光沢に相当し、20°が適しています。
陽極酸化された金属面の光沢を測定するときは、皮膜と金属下地間の鏡面反射を完全に把握できるように、3つの角度（20°、60°、85°）での測定値を記録してください。

試験面
高光沢
中光沢
低光沢（つや消し）

入射角60°での測定値

最適な測定角度> 70GU
10 - 70GU< 10GU

20°
60°
85°

反射率（%）
反射率は、光沢度計から放射された光エネルギーが、試験面でどの程度反射されて戻ってきたかを%で表します。試験面が明るくつやがあるほど、100%に近くなります。
Gloss
Unit（GU）は、入射角によって測定範囲が決まっており、20°では0～2000GU、60°では0～1000GU、85°では0～160GUになります。
光沢度計に表示される反射率の値は、選択した入射角の測定範囲に対する割合を%で表したものです。例えば、入射角20°で1000GUという値が得られた
場合は、「50%20」と表示されます。500GUという測定値は、選択した入射角によって、20°では「25%20」、60°では「50%60」になります。
ヘイズ（HU）
ヘイズとは、表面の曇り具合の指標のことです。ヘイズのある面では反射像のコントラストが低く、光源の回りに白くぼんやりした輪が見えるので、目で感じる質がかなり低くなります。
ASTM D4039規格では、ヘイズの数値的な尺度を入射角60°と20°での光沢度の差と定めています。
ヘイズの値は、Haze Unit（HU）で表されます。

www.elcometer.com

3

外観
Elcometer 480

光沢計

手持ち式のElcometer 480光沢計は、高い精度、高い再現性で光沢度、反射率とヘイズを測定する高機能モデルです。

□ 人間工学を考慮した小型で頑丈な造り□ 1秒間に3 ~ 10回の読み取り数□ 正確、高い繰り返し性と再現性□ 測定角度は20°、60°、85°の3つ□ 最高2,500バッチ、読み取り値40,000点をメモリに保存
可能□ 読み取り値を測定日時と共に記録□ USBとBluetooth®によるデータ出力□ PC、iPhone、Android™モバ
イルデバイスに接続□ 標準板を使用した自動校正□ RFID†による標準板自動認識□ 基準値および許容値を設定可能□ 標準、自動測定、スキャンの3つの測定モード□ 合格・不合格判定用差分モード□ 読み取り値、統計値、グラフ、バッチデータの表示2年保証*適合規格 :AS/NZS 1580.602.2, ASTM C584, ASTM D523, ASTM D1455, ASTM D2457, ASTM D4039,
ASTM E430, ASTM E2387, BS 3900 D5, DIN 67530, ECCA T2, EN 12373-11, EN 13523-2,ISO 7668, ISO 2813, ISO 13803, JIS K 5600-4-7, JIS Z 8741, TAPPI T 653 (20°)* Elcometer 480には製造上の欠陥に対する1年間の保証が付きます。 保証期間はwww.elcometer.comにて2年間に延長できます。
†Radio Frequency Identificationの略、特許出願中, シングルアングルモデルとデュアルアングルモデルは、日本ではRFIDは使用できません。

4www.elcometer.com

外観Elcometer 480

USB

最先端の設計及び製造技術を用いたElcometer 480光
沢計は塗装、プラスチック、セラミック及び金属など幅広い材料の光沢度を素早く正確に測定し、記録します。
LED光源を採用した高速測定技術は、同時に3つの角度の光沢度を1秒に10回という速度で正確に読み取ります。

読み取った値は、USB接続かBluetooth®で、PC、iPhoneまたはAndroid™モバイルデバイスに転送することができます。
ElcoMaster®ソフトウェアを使えば、Elcometer 480の測定値を基に、わかりやすい検査報告書を簡単に作成することができます。また、同じソフトウェアパッケージを使って、光沢度の測定値を膜厚や付着性、炉内温度など、他の測定値と一緒にまとめることもできます。
データ転送

™

®

ワイヤレステクノロジ

対応ソフト

ElcoMaster®

Elcometer 480モデルT：iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPhone 4s、iPhone 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (第3、4世代)、
iPad mini、iPad 2、iPod touch (第4、5世代)に対応。上記の「Made for」(対応)とは、Elcometerの装置をiPod、iPhone、またはiPadに接続するためのアクセサリーがあり、Appleによる性能基準を満たしていることが開発者によって承認されているという意味です。Appleは、本製品の動作、および本製品が安全基準や規制に準拠しているかどうかについて一切責任を負いません。iPod、iPhone、またはiPadと上述のアクセサリーの使用によって、無線通信が影響を受けることがあります。

www.elcometer.com

5

外観
Elcometer 480

光沢計モデル
Elcometer 480には、エントリーレベルのモデルB(測定角度60°のみ)と多機能型のモデルT(シングル、デュアル、トリプルアングルの3機種)があります。
•シングル：60°•

デュアル：20°と60°•

トリプル：20°、60°、および85°

メモリとバッチ機能
内蔵メモリには、最高40,000点のデータを測定日時と共に、英数字名を付けて2,500バッチまで保存することができます。
また、読み取り値をUSB接続かBluetooth®で、PC、iPhoneまたはAndroid™モバイルデバイスに転送し、ElcoMaster®ソフトウェアを使って簡単に検査報告書を作成できます。

表示モードの切り替え
カラーLCD画面は、傷がつきにくく耐溶剤性です。次の情報が表示されます。
•••••

光沢度、反射率(%)、ヘイズ
統計値
読み取り値、基準値との差、合格・不合格の判定
トレンドグラフスキャンバー(横棒)

測定モード：標準、自動測定、スキャン
試料や条件は、検査のたびに異なります。そのため、Elcometer 480には、次の3つの測定モードが備わっています。
•••

6

標準：測定したい場所に光沢計を置き、測定ボタンを押します。
自動測定：試験面の上で光沢計を滑らせます。3つの角度の光沢度が指定した速度(10～180回/分)で自動的に読み取られます。すべての読み取り値がメモリに保存されます。
スキャン：試験面の上で光沢計を滑らせます。3つの角度の光沢度が10回/秒の速度で読み取られます。スキャンを停止すると、読み取り値の平均値、最大値と最小値が表示されて保存されます。このモードは、表面の均一性を調べるのに便利です。

www.elcometer.com

外観
光沢計

Elcometer 480

精度と再現性
高機能の電子部品及び最先端の光学設計により、高精度、高再現性での測定が可能です。

測定範囲
繰り返し性
再現性

0 ~ 10GU±0.1GU±0.2GU

10 ~ 100GU±0.2GU±0.5GU

100 ~ 2,000GU
±0.2%
±0.5%

基準値の設定と差分モードによる合否の判定
通常、製品の外観が重要な場合は、その品質基準を満たす見本が製造され、生産時の品質管理で用いられます。しかし、この見本に、光沢のはっきりとした「数値」が定められていないことがよくあります。
主観による判定を防ぐため、Elcometer 480には、見本から光沢の名目値(目標値)と許容値(上限と下限)を自動的に読み取って基準値として保存する機能が備わっています。
この基準値を40組までメモリに保存でき、その中から使用する基準値を選択できます。
差分モードで基準値を使用すると、読み取り値と一緒に、その名目値(目標値)との差が画面に表示されます。
許容範囲外の読み取り値は赤で表示されるので、一目で合否を判定できます。
Elcometer 480は、非常に優れた装置間整合性を持っています。
そのため、1台のElcometer 480で限度見本から読み取った基準値をElcoMaster®ソフトウェアの基準値ライブラリに保存しておき、別のElcometer 480に転送して使用することができます。
このようにして、複数のElcometer 480の測定値を1件の検査報告書にまとめられるので、生産工場が何箇所もある場合に便利です。

www.elcometer.com

7

外観
Elcometer 480

ElcoMaster®で報告書をすばやく作成収集したデータをどのように活用するかは、測定自体と同様、とても重要なことです。

PDF

電子メール

クラウド

FTP

USB

server

ElcoMaster®には、データ管理と品質管理に必要な使いやすい機能が搭載されています。マウスを数回クリックするだけで、わかりやすい検査報告書を作成できます。
ElcoMaster®に送信できるデータは次のとおりです。
• 20°、60°、85°で測定した光沢度(GU)• ヘイズ値(HU)• 反射率(%)• 測定日時• 基準値• バッチ情報と統計値• 校正情報(校正日時、標準板の製造番号、標準板の値)

8

ElcoMaster®モバイルアプリは、検査現場での使用に最適です。次の機能が搭載されています。
• 試験機で読み取った値を直接モバイルデバイスに送信して保存する。
• 測定中にリアルタイムのグラフを表示する。
• バッチに保存する読み取り値に備考を付ける。
• バッチに保存する読み取り値に試験面の写真を追加する。
• モバイルデバイスのGPSを使って、地図や写真に読み取り値のタグを付ける。
• 分析や報告書作成用に、モバイルデバイスにあるデータをPCに転送する。
• 提出用にPDF1形式の報告書を生成する。

www.elcometer.com

外観
Elcometer 480

1台の光沢計の基準値をElcoMaster®の基準値ライブラリに保存し、他の光沢計に転送できるので、検査方法の統一が取れ、効率も上がります。

接続

光沢計をBluetooth®でモバイルデバイスに接続します。読
み取った値をモバイルデバイ
スの画面に直接表示して、バッチに保存できます。
データの確認

読み取り値の平均、最大値と最小値を瞬時に確認できます。
データの管理と印刷

光沢度、乾燥膜厚、表面の粗さ、気候条件のデータと報告書をフォルダにわかりやすく分類して保存します。
写真とコメント

写真やコメントを追加します。
画像それぞれのデータを読み取った箇所を画像で示します。
組み合わせ

さまざまな測定値(光沢度、乾燥膜厚、炉内温度、付着性など)をまとめ、図表や写真、検査特有の情報を加えて、わかりやすい報告書に仕上げます。
共同作業

クラウド経由で検査データを共有し、ElcoMaster®のインスタントメッセージで連絡を取り合います。
送信

モバイルデバイスから測定データをPCに電子メールで送信したり、クラウド経由で転送したりできます。

PC

対応ソフト

ElcoMaster®

www.elcometer.com

9

外観
Elcometer 480

光沢計■ スタンダード

製品の特長

モデルB
測定角度
測定単位
高速で正確な読み取り高い再現性と繰り返し性
使いやすいメニュー構成：30以上の言語に対応
高い耐久性、防水性、防塵性傷が付きにくく耐溶剤性の2.4インチ(6cm)TFTカラーディスプレイ
ディスプレイの自動回転(0°、180°)
環境光センサー：自動輝度調整機能付き
データ出力
USB：読み取り値
USB：バッチデータ
Bluetooth® : PC、iOSまたはAndroid™モバイルデバイス
USBと電池電源
校正証明書
手動校正
自動校正：RFIDによる標準板自動認識#
統計値の画面表示：ユーザーが選択可能
読み取り値、平均値、標準偏差
読み取り値の最大値と最小値、変動幅変動係数
名目値(目標値)、許容値の上限と下限
上限値を超える測定値の数と、下限値を下回る測定値の数
測定モード
標準
自動測定：読み取り速度を10～180回/分に設定可能
スキャン：1秒に10回読み取り合格・不合格判定用差分モード
基準値の設定と保存：40組まで
光沢計特有の、またはバッチ特有の基準値
内蔵メモリ：最高2,500バッチ、読み取り値40,000点
英数字のバッチ名
固定バッチサイズモード
測定日時の記録
光沢計の自動診断
表示モード：ユーザーが選択可能
読み取り値：光沢度、反射率(%)†、ヘイズ†
選択した統計値
トレンドグラフ：最後の20個の読み取り値
スキャンバー
読み取り値、基準値との差(合否判定)
直前の読み取り値の削除
2年延長保証60°
GU
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

□ オプションモデルT60°、20/60°、20/60/85°*
GU, HU† & %
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■
■
■
■
■

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■■
■

■
■
■

■
■

■
■
■
■
■
■
■

^ 2年間に無料で延長するには、購入日から60日以内にwww.elcometer.comで製品を登録してください。
†
デュアルアングルとトリプルアングルモデルのみ* 3機種あります。								#Radio Frequency Identificationの略、特許出願中, シングルアングルモデルとデュアルアングルモデルは、日本ではRFIDは使用できません。

10www.elcometer.com

外観
光沢計

Elcometer 480
C仕様
コード番号説明証明書

J480B-6
J480T-6
J480T-26
J480T-268
ディスプレイ電源

Elcometer 480モデルB光沢計(60°)
Elcometer 480モデルT光沢計(シングルアングル60°)
Elcometer 480モデルT光沢計(デュアルアングル20/60°)
Elcometer 480モデルT光沢計(トリプルアングル20/60/85°)
2.4インチ(6cm)型QVGAカラーTFTディスプレイ、320 x 240ピクセル
USB(PCに接続)、またはAA電源2本(約50,000回測定可能)
20°
60°
85°

●
●
●
●

測定対象域の寸法
20° : 10 x 10mm

60° : 8 x 16mm

85° : 4 x 55mm

測定範囲
繰り返し性
再現性

0 ~ 2,000GU
0 ~ 1,000GU
0 ~ 160GU±0.1GU (0 ~ 10GU) ; ±0.2GU (10 ~ 100GU) ; ±0.2% : 100 ~ 2,000GU±0.2GU (0 ~ 10GU) ; ±0.5GU (10 ~ 100GU) ; ±0.5% 100 ~ 2,000GU
光沢：
0.1 GU (0 ~ 100GU) ; 1GU (>100GU)
分解能
反射率 (%)： 0.01% (0 ~ 10%) ; 0.1% (10 ~ 100%)
ヘイズ：
0.1HU (0 ~ 100HU) ; 1HU (>100HU)
使用環境の温度-10～50°C (14～122°F)、相対湿度：0～85%
本体寸法（高さ x 幅 x 奥行き） 68 x 155 x 50mm (2.68 x 6.10 x 1.97インチ)
重量534g (1ポンド 3オンス) (電池も含む)
内用品

Elcometer 480光沢計、校正用標準板、光沢計と校正用標準板の校正証明書、AA電池2本、リストバンド、取扱説明書、プラスチック製収納ケース、
ElcoMaster®ソフトウェア(モデルTのみ)、USBケーブル(モデルTのみ)

アクセサリーT48024798-LC
T48024798-MDC
T48024798-HC
T48024798-MRC
T48024798-SH
T48025004
T99923535
T99925002

低光沢校正用標準板
中光沢校正用標準板
高光沢校正用標準板*
鏡面光沢校正用標準板
軟質試料用ホルダーとトレイ3枚
軟質試料用トレイ(3枚)標準板拭き取り布USBケーブル

校正用標準板には、高い精度と繰り返し性が得られるようにホルダーが付いています。

● 校正証明書が標準で付属しています。

定格値：60°で22GU
定格値：60°で55GU
定格値：60°で97GU
定格値：20°で1900GU

●
●
●
●

軟質試料用ホルダーとトレイ3枚。柔らかい材質や紛体、弾性のある試料の測定に適しています。			

* 光沢計に付属

www.elcometer.com

11

英国

Elcometer Limited+44 (0)161 371 6000
sales@elcometer.com
www.elcometer.com
フランス
Elcometer Sarl+33 (0)2 38 86 33 44
fr_info@elcometer.com
www.elcometer.fr
ドイツ
Elcometer Instruments GmbHAALEN: +49 (0) 7361 52806 0
LEER: +49 (0) 7361 528 06 60
de_info@elcometer.com
www.elcometer.deオランダ
Elcometer B.V.
+31 (0)30 259 1818
nl_info@elcometer.com
www.elcometer.nl
日本
Elcometer KK+81 (0)3 6869 0770
jp_info@elcometer.com
www.elcometer.co.jp
シンガポール共和国
Elcometer (Asia) Pte Ltd+65 6462 2822
asia@elcometer.com
www.elcometer.com
アラブ首長国連邦
Elcometer LLC+971 4 295 0191
+971 4 280 3526
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae
米国
Elcometer Inc
WARREN, MI: +1 248 650 0500
HOUSTON, TX: +1 713 450 0631
Toll Free: 800 521 0635
inc@elcometer.com
www.elcometer.com

elcometer.be i elcometer.fr i elcometer.de i elcometer.nl
elcometer.jp i elcometer.ae i elcometer.com.sg
Elcometer 480モデルT: iPhone 6 Plus、iPhone 6, iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPhone 4s、iPhone 4、iPad（第3、4世代）、iPad mini、iPad2、iPodtouch（第4、5世代）に対応しています。上記の「Madefor」（対応）とは、Elcometerの装置をiPod、iPhone、またはiPadに接続するためのアクセサリーがあり、Appleによる性能基準を満たしていることが開発者によって承認されているという意味です。Appleは、本製品の動作、および本製品が安全基準や規制に準拠しているかどうかについて一切責任を負いません。iPod、iPhone、またはiPadと上述のアクセサリーの使用によって、無線通信が影響を受けることがあります。
iPad、iPhone、iPod touchは、米国および他の国におけるApple Inc.の登録商標です。App Storeは、米国および他の国におけるApple Inc.の登録商標です。本製品は、バージョン2.1以上のAndroid™搭載モバイルデバイスに適しています。 Android™ と Google Play は、Google Incの商標です。 ElcometerとElcoMaster®は、Elcometer Limitedの登録商標です。その他の商標については、その旨が記されています。
Elcometer Limitedは、継続的改善方針を採用しているので、製品の仕様が予告なく変更されることがあります。どの装置にも標準で1年間保証が付いています。2年間に無料で延長するには、購入日から60日以内にwww.elcometer.comで製品を登録してください。
© Elcometer Limited, 2015。All rights reserved. この文書の一部または全部を、Elcometer Limitedの事前の書面による許可なく、いかなる形式や方法によっても、複製、転送、保管（検索可能なシステムかどうかを問わず）、または他の言語に翻訳することを禁じます。