Elcometer 130
elcometer.com

塩分濃度計
1

塗装する表面の準備 - 清浄性
Elcometer 130

塩分濃度計

Elcometer 130は表面の水溶性塩分濃度をブレスル式の1/4の速さで正確に測定します。

酸化しにくい金メッキが施されたセンサー面

高速測定の為、複数回のテストも効率的に行えます

自動温度補正による正確な測定
値

試験紙に均一な圧力がかかる感圧板を採用

最高10万点の読み取り値を英数字名付きの1,000バッチに保存可能
IP64準拠の防塵加工と防水加工が施された頑丈な設計

適合規格 :
SSPC Guide 15

平面と曲面のどちらでも測定可能

22 年保証1

塗装する表面の準備 - 清浄性
塩分濃度計

Elcometer 130

簡単操作

頑丈•

手袋を装着していても操作可能な大きいボタン•

IP64準拠の防塵加工と防水加工、高い耐衝撃性と耐久性•

使いやすい多言語のメニュー••

読み取り値の上限インジケーター

汚れを簡単に拭き取れる密封された本体、過酷な環境での使用に最適•

出荷前に校正済みなので、すぐに使用可能•

傷がつきにくく、耐溶剤性のディスプレイ

正確

効率的

•

伝導率測定精度は±1%•

高速測定で複数箇所の試験も短時間で完了•

国際規格および国家規格に適合•

英数字のバッチID•

自動温度補正による高い再現性と精度••

校正用標準板ElcoMaster®とElcoMaster®モバイルアプリを使用可能•

読み取り値とバッチデータのグラフを画面に表示•

校正時のゼロ点移動機能付き、濃度2μg/cm²までの水を使用可能

信頼性

強力

•

高い再現性と繰り返し性•

測定範囲は50μg/cm² (3,000ppm)まで

•

2年保証1

•

•

履歴管理可能な検査証明書付き

USB接続、およびBluetooth®でiPhone2やAndroid™モバイルデバイスにデータ出力•

バッチ内、及び個別の読み取り値を測定日時デー
タと一緒に保存します•

最高1,000バッチ、10万点の読み取り値を保存•

塩分濃度と伝導率の両方の測定機能を搭載

Elcometer 130の精度検定用の標準板をご用意しています1

Elcometer 130 には、製造上の欠陥のみを対象とした1年間の保証が標準で付いています。
www.elcometer.comで保証期間を2年間に延長することができます。

elcometer.com

2

iPod、iPhone、iPadに対応

3

塗装する表面の準備 - 清浄性
Elcometer 130

塩分濃度計

製品の特長

■ Standard
スタンダード高い再現性と繰り返し性
使いやすいメニュー構成：30以上の言語に対応
IP64準拠の耐久性、防水性、防塵性
バックライト付き明るいカラー画面
傷が付きにくく耐溶剤性の2.4インチ(6cm) TFTディスプレイ
2年保証1
PCからUSBで給電
校正証明書
検定モード(オプションの校正用標準板使用)
環境光センサー：自動輝度調整機能付き非常灯モード
三脚取付用マグネット
ElcoMaster®ソフトウェアによるファームウェアの更新
データ出力
USB：コンピュータに接続
Bluetooth® : コンピュータ、Android™とiOS 2 モバイルデバイス
ElcoMaster®ソフトウェアとUSBケーブル
統計データの表示
読み取り回数：(n)、平均値：(x)、標準偏差：(σ)、最大読み取り値：(Hi)、最小読み取り値：(Lo)、変動係数：(CV%)、
上限を超えた読み取り値の数 ( n )内蔵メモリ
保存可能な読み取り値の数
保存可能なバッチの数
測定単位と範囲

測定モード：
表面の清浄性
伝導率
校正時のゼロ点移動モード
自動温度補正読取り値を測定日時データ付きで保存
プラスチック製キャリーケース
英数字のバッチ名の指定
固定バッチサイズモード：バッチ同士のリンク可能
直前の読み取り値の削除
読み取り値の上限と下限設定：ランプとブザーで警報
バッチデータのコピー、クリア、削除、および校正機能
トレンドグラフ：最後の20個の読み取り値
バッチ内のデータのグラフ
アナログ棒グラフ
12μg/cm²
ppm
μS/cm
mS/cm
% (塩分濃度)mg/m²□ Optional
オプションモデルS

モデルT

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■
■
■
■

□

■
■
100,0001,000
0～250～500～3000
0～60000～60～0.3
0～500

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

Elcometer 130には、製造上の欠陥のみを対象とした1年間の保証が標準で付いています。 www.elcometer.comで保証期間を2年間に延長することができます。
ElcometerのMFi認定装置用のアプリの開発と登録について詳しくは、www.elcometer.com/sdkを参照してください

4塗装する表面の準備 - 清浄性
塩分濃度計

Elcometer 130

仕様
モデルS
E130-S
E130-SC
測定範囲
分解能
精度
電源
測定回数
測定時間
本体寸法
内用品

説明
証明書
Elcometer 130塩分濃度計
Elcometer 130塩分濃度計、証明書付き
●
モデルS
モデル T
0～25μg/cm²
0～50μg/cm²、0～500mg/m²、0～6000μS/cm、0～6mS/cm、0～3000ppm、0～0.3% (塩分濃度)
0.1μg/cm²
0.1μg/cm² ; 1mg/m²
1μS/cm ; 0.001mS/cm
1ppm ; 0.0001% (塩分濃度)
読み取り値の±1%、または±0.1μg/cm² 使用温度 5～40°C (41～104°F)
AA電池4本(充電池も使用可能)、またはUSB経由
約4,000回の測定で電池交換
2分
試料の寸法
直径110mm (4.3インチ)の円
250 x 145 x 50mm (9.8 x 5.7 x 1.9インチ) 重量
780g (1.72ポンド)
Elcometer 130塩分濃度計、 磁石付き試験紙カバー3枚、高純度試験紙100枚、蒸留水250ml (8.5液量オンス) 、PVC製袋20枚、使い捨て手袋、センサー拭き取り紙、3ml (0.01オンス)の注射器3本、プラスチック製ピンセット2本、AA電池4本、肩紐、収納ケース、検査証明書、取扱説明書、USBケーブル(モデルT) 、ElcoMaster®ソフトウェア(モデルT)

モデル TE130-T
E130-TC

アクセサリー
証明書
T13023980

校正用標準板、3枚セット

T13024091

3ml (0.1オンス)の注射器3本

T99922341

スクリーンプロテクター10個

T13024093

ポリエチレン製密封袋、20枚入り1箱

T99911344

蒸留水250ml (8.5液量オンス)入りボトルと3mlの注射器

T13027596

蒸留水1000ml (33.8液量オンス)入りボトルと3mlの注射器

T13024094

高純度試験紙、100枚入り1箱

T13024092

使い捨てビニール手袋、20枚入り1箱

T13024098

プラスチック製ピンセット2本

T13024087

センサー拭き取り紙、72枚入り1箱

T13025964

磁石付き試験紙カバー(3枚)T99921325

USBケーブル●● 校正証明書が標準で付属しています。

elcometer.com

5

英国

Elcometer Limited
Manchester M43 6BU

電話: +44 (0)161 371 6000
ファックス: +44 (0)161 371 6010
sales@elcometer.com
www.elcometer.com
フランス
Elcometer Sarl
電話: +33 (0)2 38 86 33 44
ファックス: +33 (0)2 38 91 37 66
fr_info@elcometer.com
www.elcometer.fr
ドイツ
Elcometer Instruments GmbH
電話: +49(0)7361 52806 0
ファックス: +49(0)7361 52806 77
de_info@elcometer.com
www.elcometer.deオランダ
Elcometer B.V.
電話: +31 (0)30 259 1818
ファックス: +31 (0)30 210 6666
nl_info@elcometer.com
www.elcometer.nl
日本
Elcometer KK
電話: +81-(0)3-6869-0770
ファックス: +81-(0)3-6433-1220
jp_info@elcometer.com
www.elcometer.jp
シンガポール共和国Elcometer (Asia) Pte Ltd
電話: +65 6462 2822
ファックス: +65 6462 2860
asia@elcometer.com
www.elcometer.com.sg
アラブ首長国連邦
Elcometer L.L.C.
電話: +971 4 295 0191
ファックス: +971 4 295 0192
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae
米国
MICHIGAN
Elcometer Inc
電話: +1 248 650 0500
Toll Free: 800 521 0635
ファックス: +1 248 650 0501
inc@elcometer.com
www.elcometer.com
TEXAS
Elcometer of Houston
電話: +1 713 450 0631
フリーダイヤル(国内のみ): 800
521 0635
ファックス: +1 713 450 0632
inc@elcometer.com
www.elcometer.com

Elcometer Limitedは、継続的改善方針を採用しているので、製品の仕様が予告なく変更されることがあります。
© Elcometer Limited, 2020. All rights reserved. この文書の一部または全部を、Elcometer Limitedの事前の書面による許可なく、いかなる形式や方法によっても、複製、転送、保管(検索可能なシステムかどうかを問わず)、または他の言語に翻訳することを禁じます。

6