Stripe CDG045Dhs 0,01- 1.000 Torr/mbar, nuevo
10 mTorr
Stripe™ CDG045Dhs - 45°C - Smart Inside, Fast Outside

Los indicadores del diafragma de la capacitancia de alta velocidad
Stripe de INFICON son los instrumentos de medición de vacío más
rápidos y precisos del mercado. Su tiempo de respuesta inferior a 2 ms,
en combinación con su interfaz de bus de campo EtherCAT, abren lapuerta a un campo totalmente nuevo de aplicaciones. El sensor decerámica ultrapura, resistente a la corrosión y con una temperatura
controlada ofrece una estabilidad superior a largo plazo, junto con una
estabilidad de cero de última generación. El indicador Stripe incluye laexclusiva pantalla de sensor patentada de INFICON que protege elindicador de derivados del proceso no deseados. El indicador Stripe deINFICON utiliza un concepto de calentamiento innovador que le permite
ofrecer una superficie fría al tacto y, además, su gran rapidez lepermitirá obtener un aumento de la productividad sin precedentes, lo
que lo convierten en el instrumento de vacío más avanzado de suclase.

En 2014, el indicador Stripe CDG045Dhs recibió el prestigioso galardón
R&D 100 AwardVENTAJASnGran productividad – Tiempo de respuesta inferior a 2 msn

Integración flexible: bus de campo EtherCATnLarga duración. Sensor de cerámica probado.

n

Sin recalibración: estabilidad a escala completa de 90ppm/año

1

Stripe CDG045Dhs 0,01- 1.000 Torr/mbar, nuevo 10 mTorr - Stripe™ CDG045Dhs 45°C - Smart Inside, Fast Outside

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

2Stripe CDG045Dhs 0,01- 1.000 Torr/mbar, nuevo 10 mTorr - Stripe™ CDG045Dhs 45°C - Smart Inside, Fast Outside

ESPECIFICACIONES
Tipo

1000Torr / 1100mbar ...
0.05Torr / mbar

0.02 ... 0.01Torr / mbar

Exactitud (1)% of reading

0.15-Precisión% of reading-0.2

en cero, entre 1.000 y 1
Torr/mbar

percent FS/°C

0.0025-en cero, entre 0,5 y 0,05
Torr/mbar

percent FS/°C

0.005--0.01% of reading / °C

0.01

0.01

P máx 1.000 Torr/mbarkPa (absolute)

400

400

P máx 500 ... 1 Torr/mbarkPa (absolute)

260

260

P máx 0,5 ... 0, 01 Torr/mbarkPa (absolute)

130

130

Resolución

percent FS

0.003

0.003

La lectura más baja

percent FS

0.01

0.01

La lectura sugerida más baja

percent FS

0.05

0.05

La presión de control sugerida
más baja

percent FS

0.5

0.5

Efecto de temperaturaen cero, entre 0,02 y 0,01 Torr percent FS/°C
Efecto de temperaturaen duración
Presión máxima

Temperatura
Funcionamiento (ambiente)°C+10 … +40

+10 … +40Horneado en la brida°C

≤110

≤110

Almacenamiento°C–20 … +85

–20 … +85

+14 … +30 VDC or ±15 V(±5%)+14 … +30 VDC or ±15 V(±5%)

Tensión de alimentación
Consumo de potencia
Durante el calentamiento

W

≤14

≤14

En la temperatura deoperación

W

≤9

≤9

Señal de salida (analógica)

V (dc)

0 … +100 … +10

Measurement rate

kHz

1

1

Tiempo de respuesta (2)ms

2 ... 20

2 ... 20Signal processing timems2

2IP 30

IP 30

Grado de protección
Estándares

3

Stripe CDG045Dhs 0,01- 1.000 Torr/mbar, nuevo 10 mTorr - Stripe™ CDG045Dhs 45°C - Smart Inside, Fast Outside

ESPECIFICACIONES
Tipo

1000Torr / 1100mbar ...
0.05Torr / mbar

Conformidad CE

0.02 ... 0.01Torr / mbar

EN 61000‑6‑2/-6-3, EN 61010 EN 61000‑6‑2/-6-3, EN 61010& RoHS& RoHS

Certificación ETL

UL 61010‑1, CSA 22.2
No.61010‑1

UL 61010‑1, CSA 22.2
No.61010‑1

Cumplimiento SEMI

SEMI S2

SEMI S2

D-sub, 15 pole, male

D-sub, 15 pole, male

2 (SP1,SP2)

2 (SP1,SP2)

V (dc)≤30≤30A (dc)

≤0.5

≤0.5

11Protocolo

USBUSB

Lecturapressure, status, ID

pressure, status, ID

Set

set points, filter, zero adjust,factory reset, DC offset

set points, filter, zero adjust,factory reset, DC offset

Materiales expuestos al vacío

Aluminum oxide ceramic(AI₂O₃), stainless steel (AISI
316L ⁽⁴⁾)

Aluminum oxide ceramic(AI₂O₃), stainless steel (AISI
316L ⁽⁴⁾)

Conexión eléctrica
Punto de ajuste
Número de puntos de ajuste
Punto de ajusteContacto de relé
Punto de ajusteContacto de relé
Punto de ajuste
Histéresis

percent FS

Puerto de diagnóstico

Volumen interno
I. volumen tubo 1/2''

cm³ (in.³)

4.2 (0.26)

4.2 (0.26)

I. volumen DN 16 ISO KF

cm³ (in.³)

4.2 (0.26)

4.2 (0.26)

I. volumen DN 16 CF-R

cm³ (in.³)

4.2 (0.26)

4.2 (0.26)

I. volumen 8 VCR®

cm³ (in.³)

4.2 (0.26)

4.2 (0.26)

Peso
Peso tubo 1/2''

g

837

837

Peso DN 16 ISO KF

g852

852

Peso DN 16 CF-R

g875

875

Peso 8 VCR®

g897

897

protocol specialized forEtherCAT

protocol specialized for
EtherCAT

EtherCAT
Protocolo EtherCAT4Stripe CDG045Dhs 0,01- 1.000 Torr/mbar, nuevo 10 mTorr - Stripe™ CDG045Dhs 45°C - Smart Inside, Fast Outside

ESPECIFICACIONES
Tipo

1000Torr / 1100mbar ...
0.05Torr / mbar

0.02 ... 0.01Torr / mbar

Estándares de comunicación

ETG.5003.1 S (R) V1.1.0
Common Device
ProfileETG.5003.2080 S (R)V1.3.0 Specific Device
Profile: Vacuum Gauge

ETG.5003.1 S (R) V1.1.0
Common Device
ProfileETG.5003.2080 S (R)V1.3.0 Specific DeviceProfile: Vacuum Gauge

Dirección de nodo

Explicit Device Identification

Explicit Device Identification

Capa física

100BASE-Tx (IEEE 802.3)

100BASE-Tx (IEEE 802.3)

pressure, status, ID

pressure, status, ID

Conjunto de funciones
digitales

set points, filter, zero adjust,reset, DC offset

set points, filter, zero adjust,reset, DC offset

Buzón (CoE)SDO requests, responses
and information

SDO requests, responses
and information

Datos de procesos

Fixed PDO mapping andconfigurable PDO mapping

Fixed PDO mapping andconfigurable PDO mapping

Conector EtherCAT2 x RJ45, 8-pin (socket), INand OUT

2 x RJ45, 8-pin (socket), INand OUT

Cable

shielded Ethernet CAT5e or
highershielded Ethernet CAT5e or
higherm (ft.)≤100 (330)≤100 (330)

ms

2

2

Lectura de funciones digitales

EtherCAT
Longitud del cable
EtherCAT
Signal processing time(1) No linealidad, histéresis y repetibilidad a 25 °C detemperatura ambiente de funcionamiento sin efectos detemperatura tras 2 horas de funcionamiento.
(2) Aumento entre el 10 y el 90 por cierto a escalacompleta

5Stripe CDG045Dhs 0,01- 1.000 Torr/mbar, nuevo 10 mTorr - Stripe™ CDG045Dhs 45°C - Smart Inside, Fast Outside

DIMENSIONES

www.inficon.com

reachus@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
(2022-06)© 2022 INFICON