No.CR-43-06

250mm ハイブリッド記録計

液晶ディスプレイに多点データ表示。
高速・高精度データ集録！

、形！
意応用
対を
置
● 演算装録集
データ応！
対にリーモ
メ
● 外部見やすいディスプレイと使いやすい操作キー
見やすいディスプレイと使いやすい操作キー

LE5000シリーズは標準形、演算対応形、データ集録装置の3タイプをそろえた250mm幅サイズのハイブリッド記録計です。
高速集録0.1秒／36点、高精度±0.05%の優れた機能を有し、機能的な操作キーで簡単操作を実現しました。
データ集録装置LE5300は本体への36点入力と合わせて入力ユニットの接続により最大336点のデータ集録ができ、用途に合わせて柔軟なシステム構築ができます。

■ 形式●LE5100（標準形）●LE5300（データ集録装置）

LE51□ □−□ □ □LE53□□−1□□
入力点数（アナログ入力）
０：なし＊
１：12 点
２：24 点
３：36 点
警報出力点数（オプション）
０：なし
１：12 点
２：24 点
３：36 点通信インターフェイス・接点出力（オプション）
Ｎ：なし
１：上位通信 RS-485 ／ RS-422A＋イーサネット＋a 接点 1出力
外部駆動
（オプション）
Ｎ：なし
１：チャート速度切換え＋データプリント／
PCカード記録 ON ／OFF
その他
（オプション）
Ｎ：なし
１：記録フォーマット＋変化率警報／差警報●LE5200（演算対応形）L E52□ □ □ □ 2
入力点数（アナログ入力）
０：なし＊
１：12 点
２：24 点
３：36 点
警報出力点数（オプション）
０：なし
１：12 点
２：24 点
３：36 点通信インターフェイス・接点出力（オプション）
Ｎ：なし
１：上位通信 RS-485 ／ RS-422A＋イーサネット＋a 接点 1出力
外部駆動
（オプション）
Ｎ：なし
１：チャート速度切換え＋データプリント／
PCカード記録 ON ／OFF
＊通信インターフェイス（オプション）付加時のみ選択可能1

入力点数（アナログ入力）
０：なし
１：12 点
２：24 点
３：36 点
警報出力点数（オプション）
０：なし
１：12 点
２：24 点
３：36 点
外部駆動（オプション）
Ｎ：なし
１：チャート速度切換え＋データプリント／
PCカード記録 ON ／OFF
その他
（オプション）
Ｎ：なし
１：記録フォーマット＋変化率警報／
差警報
２：記録フォーマット＋変化率警報／
差警報＋演算●入力ユニット（ネットワークロガー KE）
電源部
K E 310 □−0 0 0
指示器
０：なし
１：あり

通信部
KE3200-U00
入力部（12点入力）
K E 3 31L- 0 0 0※入力ユニットは電源部、通信部、入力部（1〜5台）を一式としてご使用ください。
入力部のみでデ−タ集録装置との接続はできません。

●0.1秒／ 36点の高速スキャン・高速記録●コンパクトフラッシュカードに対応

LE5100、LE5200は試験や実験データをはじめ、変化の速いプロセスのデータを0.1秒／36点でスキャニングし、約3 秒／ 1ラインで記録でき、同時性に優れています。
各点に10 色を任意に指定して記録できます。

外部メモリーに対応し、集録したデータの大容量データメモリーおよび設定パラメータの保存ができます。
※PCカードアダプタ＋コンパクトフラッシュカード（CFカード）を別売で用意しています。

●高い操作性を実現
運転操作に必要なキーを機能的にレイアウトしました。
パソコンによる設定もできます。

●±0.05% の高精度
精度定格は±0.05%、分解能 1μVまたは 0.1℃の高精度です。
※外部接続する入力ユニットの精度定格は±0.1％となります。

●エンジニアリングポートを用意（USB）
エンジニアリングツールとしてパソコンが接続でき、パラメータの設定ができます。

●多彩なデータ処理機能演算対応機種を用意し、測定データの演算処理ができます。演算結果はアナログ、デジタル記録が可能です。

※エンジニアリングソフトを別売で用意しています。

●フレキシブルな構成
LE5300は入力ユニットを最大 5 式接続し、1 秒／ 336点の集録ができます。
入力ユニットは RS-485を使用し、総延長 500ｍ以内に最大 5 式を分散設置できます。
1式につき最大 60点入力、12 点ごとのユニット構造で、用途に合わせて柔軟なシステム構築が可能です。
入力は熱電対、測温抵抗体、直流電圧・電流などマルチレンジです。
RS-485●耐ノイズ対策
誘導ノイズに対し、コモンモード130dB 以上、シリーズモード50dB 以上の高い耐ノイズ性を持っています。インパルスノイズに対しても対策がとられています。

総延長距離：500m

入力ユニット（一式につき最大 60 点）

通信機能も充実。
上位通信にRS-422A／RS-485およびイーサネットを用意。多様な通信環境に対応します。
● データ集録ソフト■ 構成例「KIDS」● パラメータ設定ソフト「PASS」● wwwブラウザ●イーサネット
イーサネットLE5000● wwwブラウザ

ネットワークロガー
KE

入力

グラフィックレコーダ
KR2000入力

入力●シリアル通信（MODBUSプロトコル）
RS-422A／RS-485

ラインコンバータ
SC8-10RS-232C

パソコン

（現場）

LE5000180mmハイブリッド記録計
AH4000100mmハイブリッド記録計
AL4000デジタル調節計
DBシリーズ2用途に合わせた機種選択が可能
■機能比較
機種

標準形

演算対応形

データ集録装置

形式

LE5100LE5200LE5300

測定点数

最大336点

最大36点

入力種類

フルマルチレンジ

測定周期0.1秒／ 36点

1秒／ 336点

記録点数

アナログ記録：測定データ 36点
演算データ 36点
CFカード ：測定データ 36点
演算データ 36点

アナログ記録：測定データ 336点
演算データ 36点
上記のうち任意の72点
CFカード ：測定データ 336点
演算データ 36点

記録周期

アナログ記録：約3 秒／1ライン
CFカード ：0.1秒／ 72点

アナログ記録：約3 秒／1ライン
CFカード ：1秒／ 372点

記録色

記録色

紙送り速さ

紙送り速さ

外部メモリー

通信インターフェイス

演算機能
警報設定

入力ユニット接続

各点ごとに10 色任意指定
1〜1500mm ／ h

PCカード挿入スロット（PCカードアダプタ＋CFカード別売）
・上位通信RS-485 ／ RS-422A＋イーサネット（オプション）・USB（エンジニアリングポート）

差演算
各点個別4設定 上限・下限
変化率警報／差警報（オプション）

・上位通信 RS-485 ／ RS-422A＋イーサネット
・下位通信 RS-485
・USB（エンジニアリングポート）

差演算
チャンネル間、時系列、関数式

差演算（標準装備）
チャンネル間、時系列、関数式（オプション）

各点個別4設定 上限・下限
変化率警報／差警報

各点個別4設定 上限・下限
変化率警報／差警報（オプション）なし

なし

最大5式（1式最大60点）
総延長距離：500m
通信：RS-485

データ集録装置 LE5300 システム構成例●データ集録ソフト「KIDS」●パラメータ設定ソフト「PASS」
上位通信

RS-485／RS-422A＋イーサネット

USB

パラメータ設定ソフト「PASS」

外部メモリー（PCカードアダプタ＋CFカード）

下位通信

RS-485

総延長距離：500m

入力ユニット

3・集録データ・設定パラメータKE

最大5式接続可能（１式につき最大60点入力）

現場のデータ監視、集録後のデータ解析も容易
多点同時表示が可能●1チャンネル表示●12チャンネル一括表示●36チャンネル一括表示

記録紙
アナログ記録、デジタル記録（3種）、ロギング記録（2種）、計6種の記録フォーマットを標準装備。
オプションに3種のフォーマットを用意し、用途に応じて選択が可能。

便利なソフトウェアを用意（別売）
データ解析ソフト「ZAILA」
LE5000でCFカードに保存したデータファイルの再生表示・波形処理・編集作業などを行うソフトウェアです。
縦／横トレンド、サーキュラトレンドの再生表示の他にグラフの拡大・縮小・部分拡大、メッセージ挿入などの解析機能を持っています。
●画面例
トレンド画面（縦流れ）

トレンド画面（横流れ）●便利な解析機能
集録したデータのグラフ化、波形処理など便利な解析機能を搭載しています。
グラフ表示はデータファイルをダブルクリックするだけの簡単操作です。
拡大・縮小・部分拡大、メッセージ挿入、スケール軸の対数表示、データ検索ができます。
●最大128点登録可能
１画面に最大128点をトレンド表示します。
画面は最大10画面まで登録でき、差演算などの登録、最大値、最小値、平均値、標準偏差、中央値も表示可能です。

サーキュラトレンド

バーグラフ●集録データの再生表示
トレンド表示（縦流れ、横流れ）、サーキュラトレンド画面を搭載。複数のデータファイルをひとつにまとめて表示もできます。
●用途に応じた保存形式、集録データの印刷が可能
集録データはCSV、テキスト形式にて保存、印刷することができます。
グラフはJPEG、BMPにて保存、印刷ができます。
●多国語対応日本語、英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語の表示ができます。

便利なオンラインアプリケーションソフトを豊富に用意●データ集録ソフト「KIDS」

計測したデータの集録、および集録データの再生ができます。

●パラメータ設定ソフト 入力、記録などの各種設定、およびメッセージ「PASS」作成ができます。

4

仕様

■入力仕様

■表示仕様

測 定 点 数：なし、12点、24点、36点
入 力 種 類：フルマルチレンジ
直流電圧…±10mV、±20mV、±40mV、±80mV、±1.25V、±2.5V、±5V、±10V
直流電流…受信抵抗を外付けにより対応（別売）
熱 電 対…B、R、S、K、E、J、T、N、PtRh40-PtRh20、
NiMo-Ni、C（WRe5-WRe26）、
W-WRe26、PlatinelⅡ、U、
L
測温抵抗体…Pt100、JPt100
データ通信入力…上位通信（LE5100、LE5200はオプション）を使用し、上位パソコンより入力
無電圧接点入力…動作記録に使用
レ ン ジ 設 定：前面キー操作により入力種類、範囲を設定
スケール設 定：前面キー操作により最小値、最大値、単位を設定
設定範囲 −30000〜30000
小数点 任意設定（0〜3）
精 度 定 格：測定レンジ、精度定格、表示分解能の表参照
測 定 周 期：LE5100、LE5200…0.1秒／全点
LE5300…1秒／全点
E、J、T、N、PlatinelⅡ…±0.5℃以下
基準点補償精度：K、R、S、C（WRe5-WRe26）、
W-WRe26、
NiMo-Ni、U、L…±1.0℃以下（0℃測定時、機器周囲温度23℃±5℃において）
バーンアウト：入力ごとにあり／なしの設定（バーンアウトなし）
・
許容信号源抵抗：熱電対入力
直流電圧入力（10mV）…500Ω以下
直流電圧入力（10mV以外）…100Ω以下
測温抵抗体…１線当たり10Ω以下（3線共通、Pt100、JPt100）（LVD対応）最大コモンモード電圧：30V AC
コモンモード除去比：130dB（ノイズのピーク値が基準レンジ以下の場合に限る）
シリーズモード除去比：50dB

デジタル 表 示：カラー LCDパネルRGB（640×240ドット）
有効表示領域 W149.8×H57.4mm
設 定 表 示：デジタル表示部を兼用
表 示 項 目：測定値（デジタル）
表示
チャンネル表示（1点／多点の連続／逐次表示切替）
各チャンネルの測定値表示（1点／多点の連続／逐次表示切替）
時計表示（時：分：秒、タグ、単位）
チャートスピード表示
ステータス表示：RECORD ON（記録中点灯）
LED
ALARM
（警報発生中点滅）
CHART END
（チャート終了時点滅）
FAIL（機器異常時点滅）PC. CARD（カード認識時点灯）
LED※デジタル表示部に詳細を表示
ALARM、CHART END、FAILはLED共通■記録仕様
管 理 点 数：LE5100、（測定データ36点、演算データ36点）
LE5200 …最大72点…最大372点（測定データ336点、演算データ36点）
LE5300
記 録 点 数：LE5100、LE5200 …最大72点…アナログ記録（最大72点）
LE5300
デジタル記録（最大372点）
ロギング記録（最大372点）
記 録 方 式：ラスタスキャン方式 10色ワイヤドット記録
記 録・記 録色：アナログ記録…各点ごとに色任意指定10色（赤、赤紫、橙、茶、緑、黄緑、青緑、紫、青紫、黒）
デジタル記録、ロギング記録…黒メッセージ印字…黒リスト印字…黒記録フォーマット：アナログ記録
デジタル記録（3種）
ロギング記録（2種）
記録
紙：折りたたみ式 全幅318mm、全長20m
有効記録幅250mm（アナログ記録）
チャートスピード：1〜1500mm ／ｈ任意設定（1mm ／ｈステップ）
スキップ 機 能：アナログ記録／デジタル記録／デジタル表示が独立設定可能
外 部メモリー：PCカードアダプタ＋CFカード（128MB〜2GB）
記録データ…測定データ、設定パラメータ保存形式 …TEXT ／バイナリ選択可能（測定データ）バイナリ（設定パラメータ）■警報仕様
警 報 表 示：発生チャンネル番号、警報発生時データを赤で表示
警 報 種 類：上限、下限、変化率（LE5100、LE5300はオプション）、差警報（LE5100、LE5300はオプション）
警 報 設 定：各点最大４設定
警 報 出 力：オプション仕様参照（オプション）■対応規格
低 電 圧 指 令：EN61010-1（LE5300 除く） EN61010-2-030
設置カテゴリ…CAT.Ⅱ 汚染度…2
EMC 指 令：EN61326-1 Class A±10％ of FS に相当する指示値の変動あり（LE5300 除く） ※試験中、RoHS 指 令：EN IEC63000適合
5■通信仕様●USB（Full speed）
12Mbps体：USB1.1
バルク転送、コントロール転送※エンジニアリングポートとして使用●下位シリアル通信（LE5300 のみ対応）
媒体：RS-485※入力ユニットとの接続に使用
総 延 長 距 離：500m
入力ユニット接続台数：最大 5 式
媒■一般仕様（フリー電源） 50 ／ 60Hz
定格電源電圧：100−240V AC
最大消費電力：100VA
停 電 対 策：EEPROMにより設定内容を保持
リチウム電池により時計を5年以上バックアップ（機器周囲温度 21〜25℃、周囲湿度 45〜65％rh、1日8時間以上稼動状態で）取 付 方 法：パネル埋め込み質
量：約15kg
記 録 紙 照 明：白色LED■入力ユニット仕様（LE5300と接続）
測 定 点 数：60点／一式（12点ごとのユニット構造で12点から60点まで増設）
入 力 種 類：フルマルチレンジ
直流電圧…±10mV、±20mV、±40mV、±80mV、±1.25V、±5V、±10V
直流電流…受信抵抗を外付けにより対応（別売）
熱 電 対…B、R、S、K、E、J、T、N、PtRh40-PtRh20、C（WRe5-WRe26）、
W-WRe26、Platinel Ⅱ、U、
L
測温抵抗体…Pt100、JPt100
接点入力
精 度 定 格：直流電圧 ±0.1％±1digit（その他詳細はPSシートを参照ください）通 信 仕 様：シリアル通信…RS-485※LE5300との接続に使用
RS-232C※専用ソフト（別売）による各種設定に使用
ＵＳＢ…USB1.1（Full speed）
12Mbps
バルク転送、コントロール転送※専用ソフト（別売）
によるデータ集録、各種設定に使用
定格電源電圧：100−240V AC 50 ／ 60Hz
（鉛直方向取付）
取 付 方 法：35mm幅DINレール取付
質量：電源ユニット 約600ｇ
通信ユニット 約300ｇ
入力ユニット 約700ｇ

■オプション仕様■測定レンジ・精度定格・表示分解能

オプション名内容

入力種類チャートスピード切換え チャートスピード3速、チャートストップ
外部駆動

データプリント

リスト印字

PCカード記録 ON ／ OFF
警報出力

警報発生時、記録紙終了時、機器本体異常時、メカリレー
接点を出力12、24、36点出力
上位パソコン接続用インターフェイス
RS-422A ／ RS-485を端子接続より選択
用途：データ通信入力（36点）
RS-422A ／ RS-485
データ集録（専用ソフト別売）
各種設定（専用ソフト別売）
通信プロトコル：MODBUS
通信仕様：9600〜19200bps（LE5300は標準装備）

イーサネット

対記録フォーマット

電接点出力

記録紙終了時、機器本体異常時にメカリレー出力a接点 1出力
最大接点容量 100〜240V AC
3A 抵抗負荷

熱

通信
インターフェイス

上位パソコン接続用インターフェイス
用途：データ通信入力（36点）
ブラウザによる設定・データ表示
データ集録（専用ソフト別売）
各種設定（専用ソフト別売）
媒体：10BASE-T ／ 100BASE-TX（自動認識）
TCP／ IP、HTTP、専用プロトコルアナログ記録のフォーマットを任意指定（1種のみ使用可能）（LE5200は標準装備） 並列目盛、部分圧縮・拡大記録、自動記録レンジ切換え

変化率警報：入力の一定時間ごとの変化幅に対して警報演算（上昇限、下降限）を実施（LE5200は標準装備） 差警報：2入力の差の絶対値に対して警報演算（差上限、差下限）を実施
変化率・差警報■関連別売品
名 称

内容

電流入力用
受信抵抗

250Ω
（4〜20mA）
を外付けして直流電流を入力

外部メモリー

PCカードアダプタ＋CFカード
CFカード：128MB、256MB、512MB、1GB、2GB5種を用意（アペイサーテクノロジー株式会社殿製）■アプリケーションソフト動作環境●データ解析ソフト「ZAILA」●データ集録ソフト「KIDS」●パラメータ設定ソフト「PASS」
CPU

ご使用OSの推奨以上

OS

Windows 7／ 8.1 ／ 10
※Internet Explorer 4.0以降が必要です。

メモリー

ご使用OSの推奨以上

ディスクドライブ

CD-ROMドライブ：１ドライブ以上
ハードディスクドライブ：空き容量が100MB以上のものが1ドライブ以上

表示言語

日本語、
英語、中国語（簡体字、繁体字）
、韓国語

測温抵抗体

演算点数：36点（37チャンネルから72チャンネルに任意指定）
演算種類：チャンネル間…最大、最小、平均、合計
時系列…最大、最小、平均、積算（1分〜24時間）（LE5200は標準装備）
演算式…関数式による演算（加減乗除などの関数式を任意に組み合わせて使用）
演算

精度定格

測定レンジ

−10.0〜 10.0mV−20.0〜 20.0mV−40.0〜 40.0mV−80.0〜 80.0mV
直流電圧−1.25〜1.25V−2.5〜 2.5V
−5.0〜 5.0V
−10.0〜 10.0V−200〜 500℃
K
−200〜 900℃
−200〜1370℃−200〜 250℃
−200〜 500℃
E
−200〜 900℃
−200〜 350℃
−200〜 700℃
J
−200〜1200℃
T−200〜 400℃
R0〜1760℃
S0〜1760℃
B
0〜1820℃
0〜 600℃
N
0〜1000℃
0〜1300℃
W-WRe260〜2315℃
C（WRe5-WRe26）
0〜2315℃
PtRh40-PtRh20
0〜1888℃−50〜1310℃
NiMo-Ni
0〜 500℃
Platinel Ⅱ
0〜 950℃
0〜1395℃−200〜 350℃
U
−200〜 600℃
−200〜 350℃
L
−200〜 700℃
−200〜 900℃
−50〜 50℃−100〜 130℃
Pt100
−200〜 250℃
−200〜 550℃
−50〜 50℃−100〜 130℃
JPt100−200〜 250℃
−200〜 550℃

表示分解能
1μV
10μV

±0.05%±1digit
1mV±0.05%±0.5℃±0.05%±1℃±0.05%±0.7℃±0.05%±1℃±0.05%±0.7℃±0.05%±1℃±0.05%±0.7℃±0.05%±1℃±0.1%±0.1℃

0.1℃±0.1%±1℃±0.1%±0.1℃±0.1%±1℃±0.05%±1℃±0.05%±0.3℃

0.1℃（注意 1）室温 23℃±2℃における精度（注意 2）熱電対入力は、基準点補償精度は含まず（注意 3）
バーンアウト機能 OFF 時に限る
（注意 4）精度定格は、測定レンジの範囲に対しての％
K、E、J、T、R、S、B、N：IEC584、JIS C 1602-1995
W-WRe26、PtRh40-PtRh20、NiMo-Ni、Platinel Ⅱ：ASTM Vol.14.03
C（WRe5-WRe26）： JIS C 1602-2015
U（Cu-CuNi）、L（Fe-CuNi）：DIN43710
Pt100：IEC751、JIS C 1604-2013
JPt100：JIS C 1604-1989、JIS C 1606-1989■精度定格の例外規定
入力種類
K、E、J、T
R、
S

測定レンジ−200〜0℃

0〜400℃

精度定格±0.2%±1digit

0〜400℃

規定なし

400〜800℃±0.15%±1digit

0〜300℃±0.3%±1digit

0〜300℃±1.5%±1digit

300〜800℃±0.8%±1digit−50〜100℃±0.2%±1digitU−200〜0℃±0.3%±1digitL−200〜0℃±0.2%±1digit

B
W-WRe26
PtRh40-PtRh20
NiMo-Ni

注）熱電対入力は、各基準レンジ換算精度とする。

6

■ 外形寸法■ 端子板図測温抵抗体（B）端子
熱電対 直流電圧（−）測温抵抗体（B）端子
熱電対 直流電圧（＋）測温抵抗体（A）端子
上位通信：RS-422A/RS-485 端子
電源／接地端子
下位通信：RS-485 端子
100-240V 50/60Hz イーサネットコネクタ
出力リレー端子100VA MAX（RJ45）

260

外部駆動
端子
COM
N.O

400（380.8）352（28.8）

CH.No. 1〜1213〜2425〜361〜12

測定入力端子13〜2425〜36

警報出力端子●組合せ図（60点の場合）
入力ユニット通信ユニット 電源ユニット

149

245.6×385.6■ 入力ユニット外形寸法

4-M5 対面も同様（取付金具取付用）
64.5

64.5

64.5451.5●側面図●パネルカットおよび取付最小寸法

電源ユニット

入力ユニットUSB 通信ユニット

136.1

144

129

248＋1.10360

500

単位：mm＋1.4

388 0

単位：mm

●本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
●記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承ください。●このカタログの記載内容は 2021年 8 月現在のものです。

名古屋支店 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野 1-47-1
東日本支店 〒173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8
（名古屋国際センタービル）☎03（3956）2205（代） FAX03（3956）2477☎052（581）7595（代） FAX052（561）2683
東京 ☎03（3956）2401 水
戸 ☎029（224）9151
山 ☎076（441）2096
札
幌 ☎011（757）9141 大宮 ☎048（643）4641 名 古 屋 ☎052（581）7595 富岡 ☎054（255）6136
仙台 ☎022（227）0581 千葉 ☎043（224）8371 静新潟 ☎025（243）2191 立川 ☎042（521）3081 （販売店）
高崎 ☎0274（42）6611 神 奈 川 ☎046（295）9100

本社 〒173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8
☎03（3956）2111（大代） FAX03（3956）8927

URL : https://www.chino.co.jp/

大阪支店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-23-101（大同生命江坂ビル）☎06（6385）7031（代） FAX06（6386）7202
大阪 ☎06（6385）7031 広島 ☎082（261）4231
姫路 ☎079（288）7580 福
岡 ☎092（481）1951
大津 ☎077（526）2781 北 九 州 ☎093（531）2081
岡山 ☎086（473）7400

I 150
Cat.No. CR-43-06 Aug. '21-01 Printed in Japan ◯