IR-CA シリーズ
（汎用形／固定焦点形）

IR-CAB（低温・長波長形））、IR-CAE（低温・短波長形）、放射温度計 IR-CAW（超ワイドレンジ形）

PERFORMANCE SPECIFICATION

IR-CA シリーズの汎用形・固定焦点形の放射温度計で、低温・長波長形の IR-CAB、低温・短波長形の IR-CAE、超ワイドレンジ形の IR-CAW があります。

■特長●デジタル温度表示、パラメータ設定機能を内蔵した一体構造。
●高精度、高速応答、高信頼性。
●通信インターフェイス・RS-485（MODBUS）をオプションにて用意。
● I R-CA の遠隔監視、遠隔設定のリモート用に設定表示器を用意。
RS-485 通信により設定・表示ができる。
●データ収録ソフトを用意。
●設置環境にあわせて、保護ケース、水冷板などのアクセサリを用意。

IR-CAB、IR-CAE の場合

■形式一覧

■構式

距離係数

IR-CABＧ□□φ37/1000mm

IR-CABＨ□□

φ15/400mm

IR-CABＪ□□

φ8/200mm

IR-CABＫ□□

φ40/2000mm

IR-CABＬ□□

φ20/1000mm

IR-CABＭ□□

φ10/500mm

IR-CABＮ□□

φ4/200mm

IR-CABＰ□□

φ2/100mm

IR-CAEＧ□□

φ37/1000mm

IR-CAEＨ□□

φ15/400mm

IR-CAEＪ□□

φ8/200mm形

低温・長波長形
低温・短波長形

超ワイド形 IR-CAWV□□□ φ29/1000mm

測定範囲

視定（標準）

成■基本タイプレーザ投光付き− 50 〜 100℃（ファインダなし）

温度4～20mA DC
外部入出力（オプション）
RS-485/DI/DO/4～20mA DC 入力
IR-CA

レーザ投光付き20 〜 1000℃ （ファインダなし）

電源24V DC

■放射率遠隔設定タイプ●設定表示器 IR-GZA 組合せ
温度4～20mA DC

レーザ投光付き
30 〜 200℃（ファインダなし）

IR-GZA
RS-485IR-GZA温度4～20mA DC

HOLD
LOCK

RS-485
電源24V DC

20 〜 3000℃ ファインダ付き※

警報出力2点EV1 EV2SEL
ENT

MＯDE

IR-CA□□□S□

100－240VAC
電源

放射率、時定数など設定□接続方法
Ｃ：コネクタ接続
Ｔ：端子接続		□外部入出力（オプション）
Ｎ：なし
Ｓ：通信インターフェイス・RS-485
５：アナログ入力  4 〜 20mA DC
Ｊ：接点入力（DI）
Ｋ：接点出力（DO）□視定方式 ※ IR-CAW のみ指定可能
空欄：ファインダ付き標準
Ｌ：レーザ投光付き（オプション）（ファインダなし）■設定・表示部（背面）（コネクタ接続）

表示器（端子接続）
直視ファインダ

直視ファインダ

設定キー

設定キー
表示器
24V
P＋

Pー

SIGNALOPTION＋＋ーー

端子板＋ －
接地 ＋ － ＋ －出力
オプション出力
電源
24VDC 4～20mADC または入力

1PP-96-4

■機種別仕様●低温・長波長形

IR-CAB □□□●測定径と測定距離の関係

G、H、J

φ95IR-CABK

測 定 方 式 ：広帯域放射温度計
検 出 素 子 ：焦電素子

測 定 範 囲 ：− 50 〜 100℃

IR-CABL精 度 定 格 ：± 0.8℃

安

現定

（ただしε≒ 1.0、※基準動作条件において）

φ35

性 ：温度ドリフト…0.05℃／℃

IR-CABM  EMC 指令要求のテスト環境下において1000                                 …測定範囲の± 15％

φ23

解 能 ：0.1℃
応答時間（95％）：2s
光学IR-CABN

系 ：レンズ集光、固定焦点方式

400

視 定 方 式 ：レーザ投光、ファインダなし

φ19

レ ン ズ 口 径 ：φ 15mm

IR-CABP

消 費 電 力 ：最大 5VA200※基準動作条件は 23℃± 5℃●測定径と測定距離の関係
φ89

IR-CABG2000φ27IR-CABH
600
φ24IR-CABJ
400●低温・長波長形

単位：mm
φ37φ1510000φ15φ154000φ8φ152000IR-CAB □□□K、L、M、N、P

測 定 方 式 ：広帯域放射温度計
検 出 素 子 ：焦電素子

測 定 波 長 ：8 〜 13 μ m

測 定 範 囲 ：20 〜 1000℃

精 度 定 格 ：200℃未満…± 2℃
200℃以上…測定値の± 1％

再安

現定（ただしε≒ 1.0、※基準動作条件において）

性 ：1℃以内

性 ：温度ドリフト

100℃未満…0.05℃／℃                      100℃以上 700℃未満                                   …測定値の 0.05％／℃                      700℃以上…測定値の 0.025％／℃
EMC 指令要求のテスト環境下において分                                   …測定範囲の± 15％

解 能 ：1℃
応答時間（95％）：0.2s光学 系 ：レンズ集光、固定焦点方式
視 定 方 式 ：レーザ投光、ファインダなし
レ ン ズ 口 径 ：φ 15mm

消 費 電 力 ：最大 5VA※基準動作条件は 23℃± 5℃

PP-96-4

φ152000

0φ20φ1510000φ10φ155000φ4φ152000φ2φ1510002000

性 ：0.2℃以内

分

φ40

4000
φ55

測 定 波 長 ：8 〜 13 μ m

再単位：mm2

PERFORMANCE SPECIFICATION■共通仕様●低温・短波長形

IR-CAE □□□温度表示部…LCD4 桁、パラメータ部…LCD4 桁
表示単位…℃
放射率設定値…1.999 〜 0.050
放射率補正
DELAY…一次遅れ
信号変調  （時定数 0.0 〜 99.9s、0.1s ステップまたは0.00 〜 9.99s、0.01s ステップ                                 任意設定）
時定数 0 ＝ REALPEAK… 最高値のトレース   （減衰率 0.1～10℃/s、0.1sステップ 任意設定）
ゼロ・スパン調整、自動放射率演算、出力補正演算機能
アナログ出力 4 〜 20mA DC アイソレート出力
負荷抵抗…500 Ω以下
精度定格…出力範囲の± 0.2%
分解能…出力範囲の 0.04％
スケーリング…測定温度範囲内で任意に設定可能
模擬出力…アナログ出力の 0 〜 100% の範囲内で任意に設定可能
オペレータモード…放射率、信号変調、警報などの設定
設定キー
エンジニアリングモード…
表示単位、出力スケーリング、ゼロ・スパン、自動放率
演算の基準温度入力、出力補正などの設定
オプション機能の設定
機器温度異常、パラメータエラー
自己診断
使用温度範囲 0 〜 50℃
24V DC（許容電圧変動範囲 ･･･22 〜 28V）
電源
推奨電源ユニットIR-ZFEP（S8VS-01524  オムロン社製）
または設定表示器 IR-GZA
端子接続またはコネクタ接続
接続方法
アルミ製
ケース材質
約 1.3kg
質量表示

G、H、J測 定 方 式：狭帯域放射温度計
検 出 素 子：PbSe
測 定 波 長：4 μ m
測 定 範 囲：30 〜 200℃
精 度 定 格：± 2℃（ただしε≒ 1.0、※基準動作条件において）

性：0.5℃以内
性：温度ドリフト…0.15℃／℃
EMC 指令要求のテスト環境下において
…測定範囲の± 10％
分 解能：0.1℃：0.02s
応答時間
（95％）
光 学系：レンズ集光、固定焦点方式
視 定 方 式：レーザ投光、ファインダなし
レ ン ズ 口 径：φ 15mm
消 費 電 力：最大 10VA
再安現定※基準動作条件は 23℃± 5℃●測定径と測定距離の関係
φ89IR-CAEG
2000
φ27IR-CAEH
600
φ24IR-CAEJ
400●超ワイド形

単位：mmφ37φ151000

0φ15φ15400

0φ8φ152000IR-CAWV □□□■オプション仕様

測 定 方 式：広帯域／狭帯域放射温度計

内容
オプション名通信インターフェイス★ RS-485  測定データの送信、各設定パラメータの送信および受信アナログ入力★
入力信号…4 〜 20mA DC  放射率遠隔設定または自動放射率演算を選択設定
接点入力★
1 点、ピークホールドリセットまたはサンプルホールド。ドライ接点またはオープンコレクタ
接点出力★
1 点、上限（下限）警報またはエラー信号。
フォトカプラ 30V DC、最大 50mA
レーザ投光機能半導体レーザ投光器内蔵。レーザ光は 1mW 以下（645nm）、クラス 2、ファインダなしになります

検 出 素 子：TP ／ InGaAs ／ Si
測 定 波 長：8 〜 13 ／ 1.55 ／ 0.9 μ m
測 定 範 囲：20 〜 3000℃
精 度 定 格：1000℃未満…± 5℃  1000℃以上 1500℃未満…測定値の± 0.5％  1500℃以上 2000℃未満…測定値の± 1％  2000℃以上…測定値の± 2％（ただしε≒ 1.0、※基準動作条件において）再現性：1℃以内

安

定性：温度ドリフト

1000℃未満…0.2℃／℃                      1000℃以上…測定値の 0.02％

注）★印のオプションはどれか 1 つの選択になります。

EMC 指令要求のテスト環境下において                                     …測定範囲の± 1％分

解能：1℃：0.1s
応答時間
（95％）
光学系：レンズ集光、固定焦点方式

視 定 方 式：直視ファインダ
レ ン ズ 口 径：φ 30mm
消 費 電 力：最大 2.4VA※基準動作条件は 23℃± 5℃●測定径と測定距離の関係

単位：mm

φ88
φ29

φ30

1000

0

20003

PP-96-4

PERFORMANCE SPECIFICATION■外形寸法■データ収録ソフト・IR-VXC1 □（別売品）● IR-CAB、IR-CAE

IR-CA とパソコンを組合せ、本ソフトにより測定温度データの収録を行います。

6614066

●一般仕様

105

80

105

φ301030

1/4-20UNC深4（端子接続） （コネクタ接続）
55動作環境4-M4深44580

機70

言語判別
Ｊ：日本語版
Ｅ：英語版

能単位：mmOS

Windows2000/XP/Vista/7/10

ハードディスク

空き容量：約 20MB 以上

メモリ

256MB 以上

ドライブ

CD-ROMドライブ

インターフェイス

RS-232C ポート 1 基

ディスプレイへの測定データデジタル表示およびトレンド表示
データ保存・再生（CSV 形式）
および印刷
接続台数：最大 3 台●機器構成● IR-CAW
34（20）

66

66

105（端子接続） （コネクタ接続）
51/4-20UNC深4

ライン
コンバータ

30

4-M4深4580

105

φ40140

データ収録ソフト
IR-VXC1 □RS-48569
104

70

RS-232C

IR-CA□□□S□

単位：mm■設定表示器 IR-GZA（別売品）
IR-CA の遠隔監視・設定や直流電源の供給を行います。

■アクセサリ（別売品）
IR- CA 用の保護ケース、エアパージフード、シーリングウィンドウ、水冷フランジ、水冷板、接続ケーブル、接写レンズなどアクセサリを豊富に用意しております。
※設 定表示器、アクセサリの詳細につきましては PS シート No.PP-98
をご覧ください。

CAUTIONLASER RADIATIONDO NOT STARE INTO BEAM
Max. 10mW 645mm
CLASS 2 LASER PRODUCTPER IEC 825-1 (1998)

レーザ投光形ご使用にあたってのご注意●レーザビームをのぞきこんだり、人の顔に向けて照射しないでください。
●測定面が鏡面に近いもの（光沢のある金属など）を測定する場合には、反射による影響にもご注意ください。

※本PSシートに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

URL : https://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-803-3956-2111

PP-96-4営業所：

仙 台
水 戸
宇都宮
高 崎
大 宮

千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡

富 山
名古屋
大 津
大 阪
岡 山

4

広 島
福 岡
北九州

安全に関するご注意※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2023年10月現在のものです。

発行 2023.10

PDF
初版 2003.7