IR-SAシリーズ

プロセス用放射温度計
IR-SAシリーズは、過酷な使用環境に適した耐環境性と高精度・高速応答を実現したプロセス用放射温度計です。
低温用、中温用、高温用、2色形の4機種をそろえて、各種プロセスラインのほか、非接触温度計測のさまざまなフィールドに対応します。

■特長●優れた耐環境性。耐熱 最高90℃、IP67の防塵防水構造。
●高温域のトレーサブルな目盛校正により高精度を実現。
●小形・堅牢。
φ50×170mm、ステンレスケース採用。
●高速応答。中温用・高温用で0.002s。

※接眼ユニット（別売）挿入時●通信インターフェイス RS-485を標準装備。設定表示器またはパソコンと組み合わせ、最大31台の遠隔設定・監視が可能。
●視定に新設計の接眼ユニットを用意。着脱式で複数共用が可能。
●設置環境・用途に合わせて豊富なアクセサリを用意。

■形●RoHS適合（IR-SAB除く）。

式●低温用IR-SAB□□N■構成●設定表示器 IR-GZAとの組合せ

放射率、時定数など設定IR-GZA0□N

RS-485

RS-485（オプション）

パラメータ設定、温度読み出し

IR-SA

温度 4〜20mA DC 2点
警報出力 2点
電源 100-240V AC

電源 24V DC
温度 4〜20mA DC●設定表示器IR-GZAおよびパソコンとの組合せ
RS-485IR-GZA0SN （オプション）

放射率、時定数など設定

IR-SA●中温用、高温用、2色形
RS-232C

IR-SA□□□A

RS-485

パラメータ設定、温度読み出し

電源 24V DC
温度 4〜20mA DC

測定径と測定距離50：φ25／500mm
51：φ40／1000mm
52：φ80／2000mm
55：φ200／5000mm（オプション）
5S：φ8／200mm（オプション）
00：φ10／500mm
01：φ20／1000mm
02：φ40／2000mm
05：φ100／5000mm（オプション）
0S：φ4／200mm（オプション）

ラインコンバータ

データ収録
ソフト

電源 100-240V AC

機種・素子
I ：中温用・InGaAs
S ：高温用・Si
Ｈ ：2色形・Si／InGaAs●パソコンを使用して複数台接続
IR-GZA0SN

RS-485（オプション）

RS-485

パラメータ設定、温度読み出し

パラメータ設定、
温度読み出しRS-232C

IR-SA

ラインコンバータ

データ収録
ソフト

1

測定径と測定距離
10：φ5／500mm
11：φ10／1000mm
12：φ20／2000mm
15：φ50／5000mm（オプション）
1S：φ2／200mm（オプション）
20：φ3／500mm
21：φ5／1000mm
22：φ10／2000mm
25：φ25／5000mm（オプション）
2S：φ1／200mm（オプション）

PP-107-3

IR-SAシリーズ
■仕機

様
種

測定方式
検出素子
測定波長
測定範囲
精度定格
（ε≒1.0、基準動作条件：
周囲温度23±5℃において）

低温用
IR-SAB
広帯域放射温度計
焦電素子
8〜14μm0〜1000℃
200℃未満…±2℃
200℃以上…測定値の±1%

再現性
温度ドリフト

中温用
IR-SAI

0.2℃
0.1℃／℃または測定値の0.015%／℃のどちらか大きい値

1℃
0.01s

0.002s
φ10mm
100、200

レーザ投光器（別売）を使用
1.999〜0.200

接眼ユニット（別売）を使用
1.999〜0.050

0〜50℃
約5VA

1.250〜0.750（ 放射率比）

0〜90℃
約2.4VA■測定径と測定距離の関係
IR-SAB

光学系：レンズ集光、固定焦点方式
設 定 方 法：通信RS-485を使用し設定表示器から設定
信 号 変 調：DELAY…一次遅れ変調時定数 0〜99.9s（ 時定数0=REAL）
PEAK …最高値のトレース
減衰率0、2、5、10℃／s選択（減衰率0＝ピークホルード）
アナログ出力：4〜20ｍA DC アイソレート出力
許容負荷抵抗…780Ω以下（IR-SABは530Ω以下）
スケーリング…測定範囲内で任意に設定可能
通信インターフェイス：RS-485
電源：24V DC 830mA（設定表示器より供給）
接 続 方 法：コネクタ（専用ケーブルを使用）
ケ ー ス 材 料：ステンレス
外 形 寸 法：φ50×D170mm
質量：約0.7kg
防塵防水構造：IP67
CEマーキング：適合規格 EN61326-1：2006 class A（IR-SAB除く） 適合条件 接続ケーブル 30m以内（屋内設置）＊EMC指令要求のテスト環境下での安定性…測定範囲の±1％形●IR-SAB

R351R4カバーガラス

測定径と測定距離形

式

5000

510152025505（オプション）（オプション）

5S0S（オプション）（オプション）形

設置板 IR-ZWHAW1（標準付属）
防水コネクタBaF 2式

式

測定径と測定距離形式

102011211222

φ50IR-SANo.

170

8.5 14.5

φ50φ201R4

視定具挿入孔（キャップ）

170

937R35設置板 IR-ZWHAW2（標準付属）●IR-SAI、IR-SAS、IR-SAH

1525（オプション）（オプション）

1S

2S（オプション）（オプション）

t=2※IR-SA本体前面レンズ部からの距離

防水コネクタ
単位：mm

PP-107-3

測定径と測定距離

IR-SAI、IR-SAS、IR-SAH

■外形寸法
201℃
0.2℃／℃または測定値の0.02％／℃のどちらか大きい値

0.5℃
0.2s
φ15mm25、50

■共通仕様

φ2色形
IR-SAH
2色温度計
Si／InGaAs
0.9／1.55μm
900〜2500℃
1500℃未満…測定値の±0.5％
1500℃以上…測定値の±0.6%狭帯域放射温度計
InGaAsSi
1.55μm0.9μm
600〜2500℃
300〜1600℃
1000℃未満…測定値の±0.2%±2℃
1000℃以上1500℃未満…測定値の±0.4%
1500℃以上…測定値の±0.5%

0.1℃／℃

分解能応答時間（95％）
レンズ口径
距離係数
視定方法
放射率設定範囲
使用温度範囲消費電力

高温用
IR-SAS2

測定径と測定距離■設定表示器 IR-GZA（別売）●外形寸法

IR-SAと組合せて、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-SAへ直流電源を供給します。壁掛形収納ボックスも用意。

アナログ入力0 ：なし
1 ：放射率リモート
2 ：反射補正

EV1 EV2

SEL
ENT

MＯDE

968

※組み合わせ機種をご確認ください（2色形は不可）

92 ＋0.8065
単位：mm90（端子カバー取付時）

通信インターフェイス（オプション）
N ：なし
S ：RS −485
防湿処理（オプション）
N ：なし
C ：基板防湿処理●アクセサリ●壁掛形収納ボックス IR-ZGBW（IR-GZA本体を別手配ください）
300

様200

2.3

IR-GZAHOLD
LOCKEV1 EV2SEL
ENT

MＯDE

330350放射温度計接続：通信 RS-485
機
能：温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送
温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送
接続可能台数：1台（IR-GZA2□□は2台）
設定パラメータ：放射温度計パラメータ伝送用
放射率（比）…1.999〜0.050
信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ
出力スケーリング
温 度 計 情 報：温度値、自己診断情報
信 号 変 調：DELAY…一次遅れ（変調時定数…0.0〜99.9s、0.1sステップまたは0.00〜9.99s、0.01sステップ任意設定）
変調時定数0=REALPEAK…最高値のトレース
減衰率…0、2、5、10.0℃/sより選択
表
示：温度、イベントステータス
ア ナログ 出 力：出力1…IR-GZA処理出力
4〜20mA DC、
許容負荷抵抗 600Ω以下
更新周期 0.1s
精度 出力範囲の±0.3％
出力2…IR-SA直接出力
4〜20mA DC、負荷抵抗780Ω以下、IR-SABは530Ω以下
イ ベ ント 出 力：点数 2点上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択
リレーa接点出力（コモン共通）接点容量 240V AC 1.5A、
30V DC 1.5A
※外 部 入 力 ：IR-GZA1□□…放射率リモート4〜20mA（任意スケーリング可能）
IR-GZA2□□…反射補正入力4〜20mA、Pt100、放射温度計(Ch31)、キー入力
上位通信インターフェイス※：IR-GZA□S□…RS-485
使用温度範囲：−10〜50℃ ※密着計装時は−10〜40℃
使用湿度範囲：20〜90％RH（ただし結露しないこと）
放射温度計電源：24V DC、830mA
電源：100〜240V AC フリー電源 50/60Hz
消 費 電 力：100V AC 最大28VA、
240V AC 最大36VA
端 子 サ イ ズ：M3ケース：難燃性ポリカーボネート樹脂
取 付 方 法：パネル埋め込み取付
質量：約0.5㎏
C Eマーキング：EMC EN61326＋A1※
低電圧 EN61010-1+A２
過電圧カテゴリⅡ、汚染度2※EMC指令要求のテスト環境下における安定性…10%300●仕92 ＋0.8096

HOLD
LOCK（H）93.2×（W）89

式

IR−GZA□□□112（取付具寸法）●形パネルカット
IR-GZA150294

ケーブル入線口（工事時加工）
４−φ７
単位：mm

●端子板図
INPUT+ 12

OUTPUT2 THERMOMETER

RS-485
SA 134-20mA

25

DO1+ 37

26

DO2+ 38

A

SB 14- 3 B

15

THERMOMETER DO COM 39

4 B

164-20mA

OUTPUT15

SG 17mA

4-20mAN.O.

6

EV1N.O.
COM

RS-4851878209211022

EV2

SIGNAL+ 40
SIGNAL- 41

SA 29

19COM+ 27- 28

DI 23

SB 30
POWER
+ 31424324V DC- 3244

EARTH 33

45

POWER
L34N

DI COM 244635473648

100〜240V AC 50/60 Hz
100 V AC 28VA MAX
240 V AC 36VA MAX※オプション■データ収録ソフト（別売）

最大8台のIR-SAと組合せて、測定値トレンド表示、パラメータ

OS
動作環境

●形

ハードディスクドライブ設定などができます。

式機

能IR-VXS1□
言語判別
J ：日本語
E：英語

3

別売品

Windows 2000／XP ／Vista／7 ／10
空き容量：20MB以上
CD-ROM（インストール時に使用）

・リアルタイムトレンド表示
・データ保存（CSV形式）・再生・プリント印刷
・パラメータ設定および読み出し・ラインコンバータ
・通信ケーブル（ラインコンバータ、パソコン接続用）

PP-107-3

■アクセサリ●保護ケース
形式：IR-ZYCH

IR-SAと設定表示器の接続に使用します。

※その他の長さについてはお問い合わせください。

φ140

M3.5チップ

φ46

外径 φ7.3 シールドケーブル.D
P.C 611φ15.5

防水コネクタ

（40）

119
68

パージエア入口
G 3/8
冷却水入口
81 G 3/8 冷却水出口
G 3/8

φ81
φ100

長さ指定002 ：2m
005 ：5ｍ
010 ：10m
020 ：20m
100 ：100m

温度・煙・粉塵・油煙など悪環境下での現場測定時、IR-SAを収納するケースです。水冷、エアパージ機能を備えています。

52●接続ケーブル
形式：IR-ZYRC□□□3-φ12225

M50×1.025080●エアパージフード
形式：IR-ZYSS

L（m）

●保持具
形式：IR-ZYHG1

保護ケースIR-ZYCHと組合せて外来光を遮断する機能と、エアガイドにより測定光路を確保する機能を備えています。

4-φ5.5M50×1

φ50

水平方向の測定位置調整ができます。
また、
雲台IR-ZMSSに固定できます。
533008R3041

φ81/4-20UNC●シーリングウインドウ
形式：IR-ZW□C

3-M4
P.C.D70

炉内圧が高い場合、炉壁に取付け、炉内と炉外のシール用に使用します。
シールガラスの交換はシールを維持したまま容易に行えます。

窓材
0：石英
2：BaF210160°60

測定／遮蔽切換レバー

125

エア入口
Ｒｃ１/２
４-φ１９
Ｐ.Ｃ.Ｄ１２０82

３-φ１２
Ｐ.Ｃ.Ｄ１１６放射温度計側取付フランジ●保持具
形式：IR-ZYHG2
水平方向・垂直方向の測定位置調整ができます。
130162

炉側取付フランジ
8R30●接眼ユニット※1
形式：IR-ZYTSA

60°60°●接眼フィルタ※1
形式：IR-ZCLF

IR-SA本体に挿入して測定視野の 確認を行い、より正確な位置合わせが可能です。
接眼ユニット挿入口

90（121〜159）

防水コネクタ

適用機種
IR-SAI
IR-SASIR-SAH

視度調整リング

固定ネジ

IR-SA本体

高温物体を視定する際に目を保護するための減光フィルタです。
IR-ZYTSAと組合わせて使用します。
適用機種
IR-SAI
IR-SASIR-SAH
固定ネジ M3取付けネジ

60φ20

●耐熱雲台
形式：IR-ZMSS

φ17φ11.810053184-M541φ17125（76〜114）

3-M4
P.C.D70

φ22φ8(26.8)
出荷時寸法※21770.7※1 接 眼ユニット、接眼フィルタは取り外しが可能なため、１つで複数台の設置作業に使用できます。
※2 視度調 整により変動します。
206●レーザ投光器※3
保護ケース収納用

形式：IR-ZYLZ2IR-SABの測定位置確認時および保護ケース収納時、置きかえて使用します。
適用機種
IR-SAB

φ20φ504-φ9穴

100124100124（187）170※3 レーザ投光器は取り外しが可能なため、1つで複数台の設置作業に使用できます。
単位：mm※本PSシートに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

URL : https://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
03-3956-2111

PP-107-3

営業所：

札 幌
仙 台
新 潟
水 戸
宇都宮
高 崎

大 宮
千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡

安全に関するご注意
広 島
福 岡
北九州

富 山
名古屋
大 津
大 阪
姫 路
岡 山

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2022年5月現在のものです。

4

発行 2022.5

PDF
初版 2008.4