Cargador CDG020D 10 ... 1000 Torr /mbar
Porter™ CDG020D - Big Performance, Small Size

El indicador del diafragma de la capacitancia Porter CDG020D deINFICON es un sensor de presión absoluta independiente rentable, detipo y de gran calidad. El indicador Porter está diseñado para ofrecer unrendimiento estable y duradero en entornos industriales. Este sensor decerámica proporciona una excelente estabilidad durante muchos años
de funcionamiento sin mantenimiento con una excepcional estabilidadde cero. La arquitectura del sensor de un único material resistente a lacorrosión garantiza una excelente compensación de la temperatura.
Sus componentes electrónicos totalmente digitales y su reducido
tamaño le otorgan una gran flexibilidad en cualquier integración. El
indicador de vacío Porter es humilde, fiable, siempre está disponible ytiene un precio asequible.

VENTAJASn

Excelente estabilidad a largo plazo: independiente del tipo de gasn

Sensor de aluminio resistente a la corrosiónnCompacto, el más pequeño de su clasen

Integración sencilla, cualquier orientación de montaje

nProcesamiento de señal digitalnSin mantenimiento

1Cargador CDG020D 10 ... 1000 Torr / mbar - Porter™ CDG020D - Big Performance,
Small SizeINFORMACIÓN DEL PEDIDO

2Cargador CDG020D 10 ... 1000 Torr / mbar - Porter™ CDG020D - Big Performance,
Small Size

ESPECIFICACIONES
Tipo

10 ... 1000 Torr / mbar

Precisión (1)3CA3-xxx-xxx% of reading

13CA4-% of reading

0.5

percent FS/°C

0.02

en duración% of reading / °C

0.02

Resolución

percent FS

0.05

Estabilidad de larga duración

percent FS/yr.

0.5

La lectura más baja

percent FS

Rango de temperaturacompensada°C+10 … +50

Funcionamiento (ambiente)°C

0 … +70

Horneado en la brida (2)°C≤110

Almacenamiento°C–20 … +85

Límites de humedad
ambientales

percent RH

Tensión de alimentación

V (dc)

Consumo de potencia

W

≤0.3

Señal de salida (analógica)

V (dc)

0 … +10

Tensión de salida máx.

V (dc)+10.24

Tiempo de respuesta (3)msEfecto de temperaturaen ceroEfecto de temperatura

0.05Temperatura admisible<80%, non-condensing+13 … +32

100

Grado de protección

IP 40Estándares
Conformidad CE

EMC (EN 61000‑6‑2, EN 61000-6-3), EN 61010-1 &RoHS

Certificación ETL

UL 61010‑1, CAN/CSA C22.2 No.61010‑1

Cumplimiento SEMI

SEMI S2

Conexión eléctrica
3CAx-xxx-0000

FCC, 8-pin

3CAx-xxx-0100

D-Sub, 9-pin, male

3CAx-xxx-0A00

Binder M12, 8-pin, male

Materiales expuestos al vacío
AprieteAluminum oxide ceramic (AI₂O₃), stainless steel
1.4404 (AISI 316L)
mbar•L/s

Orientación de montaje
Volumen interno

3Cargador CDG020D 10 ... 1000 Torr / mbar - Porter™ CDG020D - Big Performance,
Small Size

<1×10⁻⁹anyESPECIFICACIONES
Tipo

10 ... 1000 Torr / mbar

1/2" tube

cm³ (in.³)

3.6 (0.219)

DN 16 ISO-KF

cm³ (in.³)

3.7 (0.226)

DN 16 ISO-CF

cm³ (in.³)

5.0 (0.305)

4 VCR macho

cm³ (in.³)

6.1 (0.372)

4 VCR hembra

cm³ (in.³)

5.6 (0.342)

8 VCR hembra

cm³ (in.³)

5.1 (0.311)

Peso1/2" tubeg~94

DN 16 ISO-KFg~110

DN 16 ISO-CFg~135

4 VCR macho

g~123

4 VCR hembra

g~133

8 VCR hembra

g~159

Mantenimiento(1) No linealidad, histéresis y repetibilidad a 25 °C detemperatura ambiente de funcionamiento sin efectos detemperatura tras 2 horas de funcionamiento.
(2) Sin funcionamiento(3) Aumento de 10... 90 por ciento a escala completa

4Cargador CDG020D 10 ... 1000 Torr / mbar - Porter™ CDG020D - Big Performance,
Small Sizenone

DIMENSIONES

www.inficon.com

reachus@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
(2022-09)© 2022 INFICON