監視機能付き無線ロガー

MD8000シリーズ 送信器（熱電対モデル）
無線ロガーMD8000シリーズは、分散配置された送信器（最大60台）から無線で送られてくる温度、湿度、電圧信号および警報などのデータを受信器で受け、USB接続されたパソコンへデータ転送し、専用アプリケーションソフト（標準付属）でデータ収集、各種警報監視するシステム機器です。
本シートは送信器の熱電対モデルについて記載しています。
送信器は無線通信の中継器として兼用することもできます。
中継は6段まで可能です。

■形式

MD8□03-□00
電源種類
0 ：電池＊1
1 ：AC電源＊2
2 ：専用バッテリ＊3
熱電対入力
K：K熱電対 T：T熱電対■電＊1 アルカリ単3乾電池×2個（標準付属）＊2 専用ACアダプタ：12V出力（標準付属）＊3 専用リチウム電池（標準付属）…充電タイプではありません。
専用品のため消耗した場合は、弊社より別売品（形式SPN）を購入下さい。

源①電池仕様電源：アルカリ単3乾電池×2またはニッケル水素充電池×2
消 費 電 力：最大約0.2W
電 池 寿 命：約8ヶ月（ただし、収録間隔10分、中継動作なし、収録データ収集通信10日ごと、モニタリング通信なし、警報発生なし、周囲温度25℃において）②AC電源仕様（入力：100〜240ＶＡＣ／／出力：12Ｖ
電源：専用ＡＣアダプタ
ＤＣ）およびバックアップ用内蔵二次電池（ＡＣアダプ
タ駆動時に充電）
消 費 電 力：最大約1.5W
により4日以上
バックアップ時間：二次電池（約30時間フル充電）■一般仕様
AC電源仕様… −10〜50℃、本体使用環境：電池、10〜80％rh（結露なきこと）※ACアダプタ：0〜40℃（ただし、収録間隔10分、中継動作なし、収録データ収集通信1回、モニタリング通信なし、周囲温度25℃において）専用バッテリ仕様…

−30〜60℃、10〜90％rh（結露なきこと）
専用バッテリ仕様のみ）
保 護 構 造：IP64（電池、約170g（AC電源仕様）、
質
量：約130g（電池仕様）、約145g（専用バッテリ仕様）③専用バッテリ仕様
電源：専用リチウム電池×1パック
消 費 電 力：最大約0.2W
電 池 寿 命：約2年（注）
ただしセンサリード1mの場合、電池、ACアダプタ、専用バッテリ含まず（ただし、収録間隔10分、中継動作なし、収録データ収集通信10日ごと、モニタリング通信なし、警報発生なし、周囲温度25℃において）材
質：ABS樹脂
無 線 方 式：特定小電力無線ARIB STD T-67
無線周波数：429.2500〜429.7375MHz
送 信 出 力：10mW（通信距離…屋内見通し 約100m
屋外見通し 約400m。
ただし使用環境により変動）
接 点 仕 様：出力時…負荷電圧 max30V DC、負荷電流 max70mA、（AC電源仕様のみ）
ON抵抗 max35Ω
入力時…出力電圧3.0V以下、入力抵抗1kΩ以下
適用接続ケーブル… 単線AWG22〜16、
撚線AWG24〜16■計測仕様
測 定 範 囲：K熱電対 −200.0〜800.0℃、
T熱電対 −200.0〜400.0℃
電池仕様ＡＣ電源仕様

専用バッテリ仕様±0.1％rdg±0.5℃ ±0.1％rdg±0.5℃ ±0.1％rdg±0.5℃
測定精度 （本体が0〜40℃の時、（本体が0〜40℃の時、（本体が−10〜40℃の時、基準点補償含む）基準点補償含む）
基準点補償含む）（測定値には±10.0℃のオフセットが可能）

分 解 能：0.1℃
10、30秒、1、5、10、15、30分、1、2、3時間
収 録 間 隔：5、／チャンネル
収録データ数：16,000データ／

1

PX-37-2

示■外形寸法

表 示 器：反射型LCD（温度）、時計、収録有無、収録モード（エンドレス
表 示 内 容：測定値／ワンタイム）、
電波強度（4段階）、警報（ALARM）、電池残量（4段階、電池仕様）、
AC駆動（AC電源仕様）
10秒の場合は収録ごとに、30秒以上測定値表示更新：収録間隔が5、の場合は30秒ごとに更新

●電池仕様
（44）

119
95

（11） 3350

6510981■表■警報仕様
定：パソコンのアプリケーションソフトより設定／下限／／上上限／／下下限／／上昇変化率／／
類：上限／下降変化率／／積算（変化率は前回測定値との差。積算は収録開始および積算警報設定後からの温度積算値）●AC電源仕様

定：データ収録タイミングごとに判定し、警報成立にて受信器へ送信およびALARM表示、
また警報解除にて受信器へ送信およびALARM表示消去
付 加 機 能：警報監視時間帯…監視する時間帯と曜日を設定
警報遅延…警報点を超えたデータが指定回数続くまで警報成立としない。解除も同様
変化率警報成立条件…収録開始から警報判定しない収録データ数を設定（0〜10回）
外部警報設定… パソコンのアプリケーションソフトに（AC電源仕様のみ） より送信器の端子台機能を「警報接点出力」と「警報外部トリガ入力」から選択設定①警報接点出力警報発生時に接点出力する機能
警報発生時、端子台接点が短絡する②警報外部トリガ入力
端子台接点が短絡時のみ警報発生を監視する機能
機器状態警報：下記発生時に受信器へ送信
・電池残量低下（電池仕様の場合）
・AC電源断（AC電源仕様の場合）
・測定値アンダーレンジ／／オーバーレンジ
・バーンアウト

81

109
6565

109

81（44）

50（11） 370.5（両面テープ）

39.4
24

97

34.4

取付けホルダ
両面テープ貼付タイプ
・電池仕様用…形式MD9010
・AC電源、専用バッテリ仕様用…形式MD9011
磁石取付タイプ・電池仕様用…形式MD9020
・AC電源、専用バッテリ仕様用…形式MD9021

39.4

AC電源・専用バッテリ仕様用
磁石取付タイプ（MD9021）

4（磁石）

電池仕様用
磁石取付タイプ（MD9020）
4（磁石）■別売アクセサリ

97

24

34.4 0.5（両面テープ）

｝

97

24

本体取扱説明書
1部
検査成績書 1部
壁取付け用木ネジ 2本
アルカリ単3乾電池2本
専用ACアダプタ（ケーブル長1.5m） 電源種類により付属
専用リチウム電池

97

単位：mm

URL : https://www.chino.co.jp/

PX-37-2

119
95

電池仕様用
AC電源・専用バッテリ仕様用
両面テープ貼付タイプ（MD9010） 両面テープ貼付タイプ（MD9011）■付属品〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-803-3956-2111

50●取付ホルダ（別売）

測定開始／停止：本器のキー操作による／無効を設定
キーロック：本器のキー操作の有効／

札 幌
仙 台
新 潟
水 戸
高 崎
大 宮（11） 37●専用バッテリ仕様■その他機能営業所：

11995（44）

判

24設
種

千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡
富 山

安全に関するご注意
福 岡
北九州

名古屋
大 津
大 阪
姫 路
岡 山
広 島

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2020年9月現在のものです。

2

発行 2020.9

2,.
初版 2014.7