WRAYCAM
USBデジタルカメラWRAYCAM取扱説明書

WrayView version 6.4.0.0
20121128

WRAYMER INC.
株式会社レイマー〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F
TEL 06-6155-8230

FAX 06-6155-8450

E-mail arch@wraymer.com
www.wraymer.com-1-この度はレイマー USB カメラ WRAYCAM をお買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前に、この取扱説明書の内容をよくお読みください。

WRAYCAM でできること
WRAYCAM は付属ソフト WrayView と組み合わせることで、顕微鏡画像をパソコンディスプレイでプレビューできるほか、静止画や動画を撮影し、パソコンに保存することができます。
一定時間ごとに繰り返し撮影する『タイムラプス撮影』や、画像全体の明るさや背景の色のムラを軽減する『フラットフィールド補正』、計測機能等を搭載しています。

安全に正しくお使いいただくために◆高温・多湿の環境でのご使用は避けて下さい。
◆カメラの撮像素子表面を手などで触ったり拭ったりしないでください。
◆外装の汚れやゴミの付着には、有機溶剤を避け、汚れがひどい場合は希釈した中性洗剤を柔らかな布にわずかに含ませて拭いてください。揮発性溶剤や研磨剤入りのクリーナーを使用しないでください。撮像素子へのゴミや汚れは、必ず直接接触しない方法、例えばエアーブロワー等を用いてほこり・ゴミを取り除いて下さい。撮像素子は大変デリケートなものですので、厳守していただく様にお願い致します。
◆各部を分解することは故障の原因となるので絶対に避けてください。

USBカメラと付属品
下記の付属品がすべてそろっているかお確かめ下さい。

30mm変換アダプタ

WRAYCAM

三脚用マウント

Cマウントリレーレンズ

30.5mm/C-mount変換アダプタ

六角レンチ

-2-

CD-ROM目次
１．準備

4
１-１-１．はじめてお使いいただく前に

4
4

１-１-２．各部名称

4１-１．
カメラのセットアップ

5

１-１-３．顕微鏡への取り付け

6

１-２．
ソフトウェアのセットアップ
１-２-１．インストールの流れ

6

１-２-２．推奨動作環境

6

１-２-３．
ドライバのインストール

6

１-２-４．
ソフトウェア ”WrayView” のインストール

10

２．撮影

13

２-１．撮影モードの操作方法

13

２-２．
カメラ設定

13

２-３．撮影操作

17２-３-１．基本的な撮影

17

２-３-２．外部トリガによる撮影

18

19

３．撮影した画像の活用

19３-１．計測モードの操作方法

４．TIPS

22

５．
トラブルシューティング

23

６．DirectShowおよびTWAINについて

24

７．
ソフトウェアのアップデート

24

８．WrayViewのアンインストール

24

９．
ソフトウェア更新情報

25

１０．主な仕様

27

-3-

１．準備
１-１．カメラのセットアップ
１-１-１．はじめてお使いいただく前に
WRAYCAM使用前、撮像素子の保護シールを取り外してください。カメラ内部にホコリなどが入ると、出力された画像にゴミが映り込むことがあります。
カメラ内部に埃やゴミが入らないようにするため、キャッ
プやCマウントリレーレンズの着脱時にはカメラの口を下方に向けて行って下さい。
また、カメラ内部が開放されないよう、未使用時はキャップをするようにしましょう。
キャップを外すときに、C/CSマウント変換リングを一緒に外してしまわないようにご注意下さい。Cマウン
トへの取付の場合はC/CSマウント変換リングが必要です。CSマウントへの取り付け時にはC/CSマウント
変換リングは不要です。

１-１-２．各 部 名 称

キャップ
C/CSマウント変換リング

保護シール

三脚用マウント

WRAYCAM本体
三脚用マウント固定ネジ

外部トリガ端子（WRAYCAM-F1000のみ）

WRAYCAMを三脚に取り付ける場合は、三脚用マウントを
WRAYCAMにネジ止めしてください。

-4-

１-１-３．顕微鏡への取り付け

Cマウントリレーレンズ
30.5mm/C-mount変換アダプタ

30mm変換アダプタ

六角レンチ

鏡筒内径が23.2mmの顕微鏡に接続する
場合は、Ｃマウントリレーレンズを介して取り付けます。

Cマウントの鏡筒

鏡筒内径が30mm、もしくは30.5mmの顕微鏡に接続する場合は、さらに変換アダ
プタを併用します。30mm変換アダプタは、
六角レンチを使用しCマウントリレーレンズに固定することも可能です。

Cマウントリレーレンズ
30.5mm/C-mount変換アダプタ

Cマウントへの取付方法１
Cマウントの鏡筒に取り付ける場合は、
WRAYCAMを直接取り付けます。

Cマウントの鏡筒

Cマウントへの取付方法2
Cマウントの鏡筒へは、上図に示す取付方法も可能です。
この場合、Cマウントへの取付方法１に比べ撮影範囲が広くなります。

-5-

１-２．ソフトウェアのセットアップ
１-２-１．
インストールの流れ
WrayViewをご利用になるためには2つのプログラム（ドライバ・WrayView）のインストールが必要です。以下の手順に従ってインストールを行ってください。
※WindowsXPなど、Visual C++ ライブラリのランタイム コンポーネントがインストールされていない場合は、
上記プログラムのほかにVisual C++ ライブラリのランタイム コンポーネントをインストールしてください。イン
ストール方法は、５.トラブルシューティング（P23) をご参照ください。
１-２-２．推奨動作環境
WRAYCAMの推奨動作環境は以下の通りです。 お使いいただくには以下の条件が揃っていることが必要です。お使いのパソコン、ご使用環境が動作環境に合うか、インストール前にお確かめ下さい。
CPU
OS
メインメモリハードディスクの空き容量
その他※注意

Pentium 4 - 2.6GHz以上
Windows XP / Vista / Windows7/ Windows8 (32bit, 64bit)
512MB以上
1GB以上
USB2.0ポート標準装備、CD-ROMドライブ、Visual C++がインストール
されていること（→P23）

増設USBインターフェースボードを使用した場合の動作保証は致しません。
自作パソコンや、OSをアップデートしたパソコンは、動作保証外です。

◇旧バージョンソフトウェアのアンインストール（最新のドライバやソフトウェアに更新する場合）
パソコンに既に旧バージョンのドライバやWrayViewがインストーれされている場合は、事前にアンインス
トールして下さい。
ソフトウェアのアンインストール
Windows XP・Windows Vista・Windows 7の場合は、「スタート」
メニュー→「すべてのプログラム」→「WrayView」→「WrayViewをアンインストールする」を選択してください。
Windows 8の場合は、「スタート」画面のタイル(アイコン)外の領域で右クリック→「すべてのアプリ」→「WrayView」を右クリック→「アンインストール」を選択してください。
１-２-３．
ドライバのインストール（１）パソコンの電源を入れて、Windowsを起動します。既に電源を入れて作業していた場合は、再起動してください。インストールするときには、
コンピュータの管理者アカウント（例えば “Administrator”）
でログインしてく
ださい。
（２）起動中のアプリケーションを終了させてください。
（３）付属のCD-ROMをパソコンに挿入します。
（４）「コンピュータ」
アイコンをクリックして開きます。
Windows XPの場合は、「スタート」
メニュー→「マイコンピュータ」をクリックします。
Windows Vista・Windows 7の場合は、「スタート」
メニュー→「コンピュータ」をクリックします。
Windows 8の場合は、「スタート」画面のタイル(アイコン)外の領域で右クリック→「すべてのアプリ」→「コンピュータ」をクリックします。
（５）「コンピュータ」
ウインドウ（Windows XPの場合は「マイコンピュータ」
ウインドウ）の「WrayView」のCD-ROM
アイコン上で右クリックして「開く」を選択します。
（６）CD-ROMの中の「Driver」
フォルダをダブルクリックして開きます。

Application Software

DriverPlug-in

Visual C++-6-

User Manual.pdf

Version Info.txt

（７）ご利用予定のドライバソフトをダブルクリックしてインストールを開始します。
WRAYCAM-G130 の場合 ： WRAYCAM-G130 Driver Setup.exe
WRAYCAM-G200 の場合 ： WRAYCAM-G200 Driver Setup.exe
WRAYCAM-G500 の場合 ： WRAYCAM-G500 Driver Setup.exe
WRAYCAM-G900 の場合 ： WRAYCAM-G900 Driver Setup.exe
WRAYCAM-F1000 の場合 ： WRAYCAM-F1000 フォルダ → WRAYCAM Driver Setup.exe※WRAYCAM-F1000の場合は、WRAYCAM-F1000フォルダ内のWRAYCAM Driver Setup.exeをご利用下さい。
※ダウンロードしたドライバをインストールする場合
A．パソコンの電源を入れて、Windowsを起動します。既に電源を入れて作業していた場合は、再起動してください。インストールするときには、
コンピュータの管理者アカウント（例えば “Administrator”）でログインしてください。
B．起動中のアプリケーションを終了させてください。
C．
ドライバのファイル（ご使用予定の機種に対応するものをお選びください）をダウンロードしたのち、ファイルをダブルクリックして解凍します。
D．解凍されたドライバソフト（ご使用予定の機種に対応するものをお選びください）をダブルクリックしてインストールを開始します。
（８）下図のようなユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、“はい”もしくは“許可”を選択します。

WRAYCAM-G500-setup.exe（９）ドライバのインストールが開始されます。順にインストールを進めて下さい。

（10）以下のようなウインドウが開きます。

-7-

（11）以下のようなWindowsセキュリティのウインドウが表示された場合は、“インストール”もしくは“このドライバー
ソフトウェアをインストールします”を選択して、インストールを進めて下さい。

（12）ドライバのインストールが完了すると、下図のような画面が表示されます。
“Finish”ボタンをクリックすると、ドライバのインストールを終了し、終了後コンピュータが自動的に再起動します。

（13）再起動後、パソコンのUSB端子にカメラを接続します。 “デバイスドライバは正しくインストールされました。”との吹き出し表示が出れば、ドライバは正常にインストールされています。

-8-

※Windows XPの場合は再起動後ドライバのインストールを完了させるために次の作業（以下の14〜17)が必要です。
以下はWindows XPの場合に必要な操作です。

（14）再起動後、パソコンのUSB端子にカメラを接続すると、以下のウインドウが開きます。
“いいえ、今回は接続しません”を選択して、次に進みます。

（15）“ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨）”を選択して、インストールを進めて下さい。

（16）以下のようなウインドウが表示された場合は、“続行”を選択してインストールを進めて下さい。

（17）以下のウインドウが表示されたら“完了”をクリックして下さい。
これでドライバのインストールは完了です。

-9-

１-２-４．
ソフトウェア“WrayView”のインストール
ドライバのインストール後、引き続きソフトウェア“WrayView”のインストールを行います。
（１）WRAYCAMのCDをコンピュータのCD-ROMドライブに挿入します。
（２）「コンピュータ」
アイコンをクリックして開きます。
Windows XPの場合は、「スタート」
メニュー→「マイコンピュータ」をクリックします。
Windows Vista・Windows 7の場合は、「スタート」
メニュー→「コンピュータ」をクリックします。
Windows 8の場合は、「スタート」画面のタイル(アイコン)外の領域で右クリック→「すべてのアプリ」→「コンピュータ」をクリックします。
（３）「コンピュータ」
ウインドウ（Windows XPの場合は「マイコンピュータ」
ウインドウ）の「WrayView」のCD-RO
Mアイコン上で右クリックして「開く」を選択します。
（４）CD-ROMの中の「Apprication Software」
フォルダをダブルクリックして開きます。

Application Software

DriverPlug-in

Visual C++

User Manual.pdf

Version Info.txt（５）“Apprication Software”の中にある「WrayView」または「WrayView.exe」をダブルクリックします。

WrayView Setup※ダウンロードファイルよりインストールする場合（ソフトウェアのアップグレードの場合など）
A．
ソフトウェアのファイル（WrayView.zip）をダウンロードしたのち、ファイルをダブルクリックして解凍します。
B．解凍されたソフトウェア（WrayView.exe）をダブルクリックしてインストールを開始します。

（６）下図のようなユーザーアカウント制御の画面が表示された 場合は、“はい”もしくは“許可”を選択します。

（７）セットアップ時に使用する言語を選択して下さい。
プルダウンメニューで “English” “日本語”が選択できます。“OK”をクリックし次のステップへ進みます。

（８）WrayViewセットアップウイザードが起動します。“次へ”をクリック
し次のステップへ進みます。

- 10 -

（９）インストール先を指定します。デフォルトのインストール先は“C:¥Proguram Files(x86)¥WrayView”（Windows XPなど32bitOSの場合は“C:¥Proguram Files¥WrayView”）です。変更する場合は“参照”ボタンをクリックし、他のインストール先を指定します。“次へ”をクリックし次のステップへ進みます。

（10）
コンポーネントの選択
インストールするコンポーネントを選択します。プルダウンメ
ニューよりCompact installation、 Custom installation、 Fullinstallationのいずれかを選択してください。
English Version： 英語バージョン
Japanese Version： 日本語バージョン
通常は“Full installation”と“Japanese Version”をお選び下さい。
日本語バージョンのWrayViewと全ての圧縮コーデック（huffyuv、
XViD、Windows Media Audio）がインストールされます。
Windows7・Windows8では、huffyuvが選択されていても
huffyuvコーデックはインストールされません。

“Compact installation”選択時には、WrayViewのみがインストー
ルされます。

インストールするコンポーネントを任意に選択したい場合は、“Custom installation”をお選び下さい。

“次へ”をクリックし次のステップへ進みます。

- 11 -

圧縮コーデックを選択した場合には、以下のようなダイアログが出る場合があります。“はい”をクリックし次のステップへ進みます。

圧縮コーデックXViDのインストールを選択している場合は、XVidのインストール画面が次に現れます。
インストーラーに従い、インストールを進めます。

License Agreementでは“I accept the agreement”を選択します。

（11）
ソフトウェアのインストールの完了“完了”をクリックし、インストールを完了します。
“WrayViewを実行する”にチェックを入れると、“完了”クリック後、自動的にWrayViewが起動します。

※WrayViewを実行した際に 「このアプリケーションを正しく初期化できませんでした(0xc0150002)」というエラーメッセージが表示された場合はCD-ROM内にあるVisualC++ ライブラリのランタイム コンポーネントをインストールする必要があります。詳
細は５．
トラブルシューティング（P23）をご参照下さい。

- 12 -

２．撮影
２-１．撮影モードの操作方法◆WrayViewのウインドウには3つのエリアがあります。
プレビュー
カメラ設定
撮影操作

USBカメラの像を表示します
USBカメラの選択や、プレビューの開始・停止、画質の設定などを行います
USBカメラの制御（静止画撮影や録画）、保存形式の設定などを行います◆プルダウンメニューについて
ウインドウ

プレビュー、撮影操作、
カメラ設定
プレビュー・撮影操作・カメラ設定の各エリアの表示・非表示の設定が可能です。

表示モード

撮影モード、計測モード、フルスクリーン
撮影モード・計測モード切り換え、フルスクリーンのON/OFFができます。
フルスクリーンが選択されるとプレビュー画面がディスプレイいっぱいに拡大されます。

ヘルプ

WrayViewについて

２-２．カメラ設定◆USBカメラの接続と設定
USBカメラをコンピュータのUSB端子に接続すると、自動的にカメラの名称が表示されます。自動的に表示されない場合は、カメラ検出ボタンをクリックしてカメラを認識させます。カメラが検出されると、カメラの名称が表示されます。
カメラ検出に失敗すると“Fail Search”と表示されます。

- 13 -

◆解像度
静止画撮影や動画撮影時の解像度を設定します。

各カメラにおける選択可能な解像度は以下の通りです。
WRAYCAM-G130
1280x1024
640x480320x240

WRAYCAM-G200
1600x1200
800x600
1280x960 (ROI)
640x480 (ROI)

WRAYCAM-G500
2592x1944
1280x960
640x480

WRAYCAM-G900
3488x2616
1600x1200
1280x960
800x600
640x480

WRAYCAM-F1000
3664x2748
1600x1200
1280x960
800x600
640x480※ROI (Region Of Interest) は最大解像度の画像の中心部を切り出した画像です。
フレームレートは最大解像度
時と同じになります。
※動画取り込み時は、できるだけ640x480（WRAYCAM-G200では800x600）以下に設定してください。

◆プレビュー開始
プレビューを開始します。ボタンをクリックすると、ボタンは“プレビュー停止”に変わります。
プレビュー停止をクリックするとプレビューが停止されます。USBカメラの初期化に問題があるときは、“カメラが初期化できません”と表示されます。

◆フラットフィールド補正
背景に明るさや色のムラがある場合にこれが均一になるように自動補正します。
背景のみの像（標本がない状態）
でフラットフィールドボタンをクリックすると背景の補正値が取得されます。“補正”選択時にはこの背景の補正値が画像に適応されます。“フラットフィールドに失敗しました”と表示された場合は、顕微鏡の照明光を適切な明るさに再調整したのち再試行して下さい。

◆オートホワイトバランス
画像のホワイトバランスを自動設定します。透過照明では背景のみの像（標本がない状態）を、
また落射照明では18％グレーカードを撮影した状態でオートホワイトバランスボタンをクリックするとホワイトバランスが適正化されます。

- 14 -

◆詳細設定このボタンをクリックすると設定ウインドウが開き、種々の細かい設定ができます。
詳細設定には以下の4つのタブがあります。
カラー調整
露出
その他
レチクル
◇カラー調整のメニューについて○ホワイトバランス： 画像のホワイトバランスを自動設定します。
○カラーエンハンス： ここにチェックを入れると彩度の調整が可能になります。
○レッド： 赤の調整を行います。
○グリーン： 緑の調整を行います。
○ブルー： 青の調整を行います。
○ガンマ： 中間調の明るさを調整します。
○コントラスト： コントラストの調整を行います。
○彩度： 彩度（色のあざやかさ）の調整を行います（カラーエン
ハンスON時のみ調整可能）。
◇露出のメニューについて○露出オート： ここにチェックを入れると露出が自動設定されます。
○露出補正： 露出の補正を行います（露出オートON時のみ調整可）。
○マニュアル露出： 露出を手動で設定します（露出オートOFF
時のみ調整可）。
○ゲイン： マニュアル露出時のゲインを調整します（露出オー
トOFF時のみ調整可）。

◇その他のメニューについて

WRAYCAM-G130, G200

○フレームレート： 画像の転送速度を設定します。通常はノーマルスピードでご利用ください、
プレビュー像の動きが滑らかでない場合等は、ハイスピードをお試しください。
WRAYCAM-F1000はより転送速度の高いスーパーハイスピー
ドも利用可能です。
ハイスピード・スーパーハイスピードの選択時はプレビュー像が正常に表示されなかったり、静止画や動画の撮影が出来なくなる場合があるので御注意下さい。
○周波数： ご使用地域の周波数に合わせてください。
○左右反転： プレビュー画面の画像を左右方向に反転させます。
○上下反転： プレビュー画面の画像を上下方向に反転させます。
○グレースケール： プレビュー画面の画像の彩度を落としグ
レースケールにします。

WRAYCAM-F1000- 15 -

WRAYCAM-G500○ピクセル（WRAYCAM-G500のみ）： ここでは低解像度の撮影時に使用する画像処理方法を設定します。
ここでの設定は最大解像度での撮影には影響しません。
Bin Pixels： ビニングにより低解像度の画像を生成します。
ビニングではいくつかのピクセルをひとまとめに取扱います。例えば、最大解像度が1280×960のカメラで640×480の画像を得る際にBin Pixelを選択すると、元の画像の隣り合った４つのピクセルを１ピクセルとして読み込まれます（２ｘ２ビニング）。つまり4つのピクセルの平均値よりひとつのピ
クセルを生成します。
この場合画像のデータサイズが１/４になります。
フレームレートは遅くなりますが、ダイナミックレンジが 上 がり画 質 は 向 上します。暗 い 像 の 撮 影 時 には B i n
Pixelsを選択して下さい。
Pick Pixels： いくつかのピクセルの情報を捨てて低解像度の画像を生成します。例えば、最大解像度が1280×960のカ
メラで640×480の画像を得る際にPick Pixelを選択すると、元の画像の隣り合った４つのピクセルの内の１ピクセルのみの情報を利用することにより（２ｘ２スキップ）画像のデー
タサイズが１/４になります。フレームレートは速くなります
が、画質は低下します。

◇レチクルのメニューについて○レチクル表示： プレビュー画面にレチクルを表示します。円
半径やX軸長・Y軸長を設定するとレチクル表示が選択可能になります。
○レチクル固定： レチクルの位置を固定します。
○スケール適応： “キャリブレーション”で指定したスケールをレチクルに適応します。キャリブレーションは計測モード内にあります。
○スケール名： 現在指定しているスケール名が表示されます。
○円半径： 円の半径を調整します。
○X軸長・Y軸長： X軸・Y軸の長さを調整します○水平位置・垂直位置： レチクル表示位置を調整します。
○線幅： レチクルの線の太さを変更します。
○カラー： レチクルの色を変更します。
○キャリブレーション： スケール設定の表が開きます。
○センタリング： レチクルをプレビュー画面の中央に移動させます。
※表示したレチクルをプレビュー画面上でドラッグして移動させることができます（低 解 像 度でフルスクリーンにしてプレビューしている時には正しくドラッグできないことがあります。
この場合はフルスクリーンを解除して下さい）。
◇初期設定値・読み込み・保存のボタンについて
詳細設定内のパラメターを初期値に戻したり、設定の保存や、保存済みの設定の読み込みを行うことができます。
○初期設定値： 以下のパラメターを初期値に戻します。
ガンマ・コントラスト・彩度・カラーエンハンス（ON）
・露出オー
ト
（ON）
・フレームレート・周波数○読み込み： クリックすると“読み込み”のウインドウが開きます。保存した設定名をプルダウンメニューから選択して下さい。
※何も選択せずにOKをクリックするとエラーメッセージが表示されます。
○保存： クリックすると“保存”のウインドウが開きます。任意の設定名を入力後、OKをクリックして下さい。
※保存できる設定は4つまでです。

- 16 -

２-３．撮影操作
２-３-１．基本的な撮影◆静止画撮影クリックすると静止画を撮影できます。
※WRAYCAM-F1000では、外部トリガ入力に同期して静止画を撮影することも可能です。操作方法については２-３-２．外部トリガによる撮影（P18）をご参照ください。
◆録画開始“録画開始”ボタンをクリックすると、動画撮影が開始されます。
動画撮影中はビデオカメラアイコンに赤丸が点灯します。
“録画停止”ボタンをクリックすると、動画撮影が停止されます。
◆フォルダを開く“フォルダを開く”ボタンをクリックすると、静止画や動画を保存したフォルダが開きます。
◆保存形式設定◇タイムスタンプ選択時、静止画や動画を撮影した日時が自動的にファイル名となります。撮影画像が上書きされる心配がありません。
例： W 1 2 0 6 2 8 0 9 4 5 3 0
年 月 日 時 分 秒

任意のファイル名をつける場合はタイムスタンプの選択を解除します。
また、“番号”を選択すると撮影順にナンバリングされ、ファイ
ル名のうしろに5桁の数字が自動的に挿入されます。開始値は00001です。
この機能を解除することもできますが、複数の撮影を連続して行う場合は撮影済の画像ファイルが上書きされるので注意が必要です。
“番号リセット”を押すとナンバリングをリセットします。同ファイル
名では、“番号リセット”を押さない限りナンバリングは継続しています。
◇タイムラプス： 設定した撮影間隔と撮影枚数に従い、自動で連続撮影が行われます。撮影枚数の上限は999枚、撮影間隔の上限は30000秒です。任意のファイル名を使用する場合は上書き防止のため“番号”が自動的に選択されます。
◇保存場所： 撮影した静止画や動画の保存場所を設定します。参照
ボタンを押して保存場所を設定してください。
◇静止画のファイル形式： プルダウンメニューで.jpg、.bmp、rawのいずれかを選択します。 通常は.jpgか.bmpをお選び下さい。
※RAWファイルとは、ベイヤー配列に従って得られた各画素ごとの輝度情報を、グレースケールで記録したファイルです。JPEGやBMPのカラー画像
はこのRAWをもとに生成されています。RAWからカラー画像を生成するには高度な技術が必要とされ、弊社としてはデモザイキングに必要な情報のご提供はさせて頂いておりません。
カラー画像が必要な場合は.jpgや.bmp
で画像を保存してください。

◇動画圧縮設定： 動画の圧縮コーデックを設定します。
コンピュータにHuffyuvやXvid MPEG-4 Codec等がインストールされている場
合は動画保存時の圧縮コーデックの変更ができます。設定ボタンを押すと選択された圧縮コーデックの詳細な設定ができます。

- 17 -

２-３-２．外部トリガによる撮影◆概要
WRAYCAM-F1000は外部トリガ入力に同期した静止画の撮影が可能です。センサなどと組み合わせて撮影の自動化を行うなど、幅広く応用できます。外部トリガから動画の撮影はできません。外部トリガ用ケーブルが接続されている状態でもマウスによる撮影操作は可能です。
◆外部トリガ用ケーブルの取り付け
外部トリガ用ケーブルのミニプラグをWRAYCAM-F1000本体の外部トリ
ガ端子に挿し込み、
コード（2本）をスイッチやセンサーなどに接続してください。
※WRAYCAM-F1000は、外部トリガ用ケーブルが短絡した時に静止画撮影を実行します。
※外部トリガ端子は3.5mmのミニプラグ（２極）に対応しています。
◆撮影時の設定
外部トリガによる撮影時の各種設定は、マウスでの撮影時と同様に
WrayViewの”カメラ設定”および”撮影操作”にて行います。”カメラ設定”の詳細については、２-２．
カメラ設定(p13)を、”撮影操作”の詳細については２-３．撮影操作(p17)をご参照ください。
◆外部トリガによる撮影時の注意
撮影画像のファイル名の指定、タイムラプス機能の利用、撮影解像度、露出などの設定は２-３-１．基本的な撮影(p17)に準じます。撮影したファ
イルが上書きされるのを防ぐために、保存ファイル名を“タイムスタンプ”に設定することを推奨致します。

- 18 -

外部トリガ端子外部トリガ端子へ接続スイッチやセンサーに接続

３．撮影した画像の活用
３-１．計測モードの操作方法※計測モード利用時には、必ずWRAYCAMをパソコンに接続して下さい。
◆プルダウンメニューについてファイル

画像ファイルの新規作成・読み込み・保存・印刷の操作を行います。

編集

切り取り、
コピー、貼り付けの操作を行います。

表示モード

撮影モード・計測モードの切り換え、ツールバー、ステータスバーの表示・非表示、画像の拡大・縮小の操作を行います。

計測

スケールバーおよび各種計測ツールの操作・設定を行います。

ウインドウ

ウインドウのコピー・削除を行います。

ヘルプ“WrayViewについて”を表示します。

◆計測メニューについて◇キャリブレーション
キャリブレーションを行うには、プルダウンメニューの“計測”から“キャリブレーション”を選択、あるいはツール
バーのキャリブレーションのアイコンをクリックします。キャリブレーションしたデータは“スケール設定”にて編集・管理ができます。
◇キャリブレーションウィザードについて
画像読み込みボタンをクリックし、キャリブレーションに使用する画像（事前に撮影しておいた対物ミクロメーターの画像など）を開きます。次にスケール計測開始ボタンをクリックします。読み込んだ画像上でマウスポインタが十字線に変わります。画像上の２点（計測の始点・終点）をクリックして指定すると、始点・終点間が赤いラインで表示され、始点・終点間のピクセル数が画面左側の“スケール情報”に表示されます。“スケール情報”にスケール名、
長さ（実際の長さ）、単位を入力して下さい。終了をクリックすると、キャリブレーションデータに基づいた長さが画面上に表示されます。やり直したい場合は、“やりなおし”をクリックします。

- 19 -

◇スケール設定について
表にはあらかじめdefaultのデータが入っています（このdefaultデータの削除および編集はできません）。キャリブレー
ションウィザードで作成したデータが一覧で表示されます。
スケール設定で指定したスケールは、
スケールバー、距離計測や面積計測、レチクルにおいて使用されます。
表中の使用したいスケール名を選択後、“適用”をクリックすると、該当データが画像に適用されます。
また、
このスケール設定の中で新たなデータの作成や編集を行うことができます。“追加”をクリックすると新しいデータが作成されますので、表中で新たに作成されたデータを選択後、右側のボックス内で各項目を入力してから“編集”をク
リックします。データを削除したい場合は、表中でデータを選択し“削除”をクリックします。
スケールが該当のデータを参照している場合は削除できません。使用する別のデータを選択し、“適用”をクリックしてから削除して下さい。

◇スケールバー
計測メニュー内で、スケールバーの表示・非表示が設定できます。表示されたスケールバーをダブルクリックすると“スケールバー設定”ウインドウが開き、スケールバーの設定ができます。
○スケールバー
スケールバー色：スケールバーの色を設定します。
文字色：スケールバーの上部に表示するテキストの色を設定します。
背景を透明に：チェックを入れると、スケールバーの背景が透明になります。
背景色：スケールバーの背景の色を設定します。
線幅（プルダウンメニュー）：スケールバーの線の太さを設定します。
○縁取り
カラー：スケールバーの枠の色を設定します。
線幅（プルダウンメニュー）：スケールバーの枠の太さを設定します。
○スケールバー情報
長さ：スケールバーの長さを設定します。キャリブレーションされたス
ケール設定に基づいた長さのスケールが表示されます。
スケール名：スケールバー上部に表示するテキストを入力します。
フォント：スケールバー上部に表示するテキストのフォントを設定します。
○スケール設定情報
ここには現在選択されているスケール設定が表示されます。
スケール設定を開く：クリックするとスケール設定の表が表示されます。
○初期設定
スケールバーの設定を初期値に戻します。

◇計測結果について

計測ツールを用いて計測した結果が一覧で表示されます。
Excelで保存：計測結果をExcel形式で保存できます。
クリックすると保存先を指定するウイ
ンドウが開きます。
テキスト形式で保存：計測結果をテキスト形
式で保存できます。
クリックすると保存先を指定するウインドウが開きます。
コピー：計測結果をコンピュータのクリップ
ボードにコピーします。

- 20 -

◇メモについて画面上にテキストメモを貼り付けることができます。
メモウインドウで詳細を設定します
初期設定：メモの設定を初期値に戻します。

◇精度について
計測データを小数点第何位まで表示するかを設定できます。
小数点第7位まで設定できます。

◇その他の計測ツールについて
開く

コピー

拡大

新規作成 上書き保存 貼り付け

縮小 キャリブレーション

等倍表示 移動選択

平行線間距離 円

スケール設定 直線

角度

四角形 多角形

精度

メモ

カウント

弧

削除

WrayViewについて

計測結果 ツールを固定 撮影モードへ○拡大・等倍表示・縮小： 画像の表示する大きさを変更します○移動： ウインドウ内で画像の移動を行います○選択： ポインタで画像内でスケールや計測結果などを選択します○直線： 点間の距離を計測します○平行線間距離： 平行線間の距離を計測します○四角形： 四角形で囲まれた範囲の高さ・幅・面積・周囲長を計測します○円： 円の半径・面積・周囲長を計測します○多角形： 多角形の面積・周囲長を計測します○角度： ３点間の角度を計測します○カウント： 画像内でクリックすると、クリックした点に数字が当てられます。数量を数える
際などに使用します○メモ： 画面上にテキストメモを貼り付けることができます○弧： 弧の角度・半径・長さを計測します○精度： 計測データを小数点第何位まで表示するかを設定できます○計測結果： 計測結果の表を表示します○削除： このツールを選択後、削除したい画面上の計測結果をクリックすると、対象計測結果が削除されます。削除された計測結果は、計測結果の表からも削除されます。
○ツールを固定： ここをクリックして“ON”にすると、計測ツールが固定されます。同じ計測ツールを連続して使用する場合は、ツールを固定を“ON”にすると便利です。

- 21 -

４．TIPS
計測対象の画像の解像度と撮影時の顕微鏡の倍率などの撮影条件
が、スケール設定のもととなるキャリブレーションに使用した画像の撮影条件と解像度に一致するようにして下さい。

画面上の計測結果をダブルクリックすると、計測結果の表示を設定
する“設定”ウインドウが開きます。テキスト・背景の色、
フォント、線の色や太さを設定することができます。
一度計測したデータであっても、選択ツールで計測点を変更して再計測することができます。
計測箇所がひとつのウインドウ内に収まらない場合の対処法
２点間の直線距離計測を例に取ると、
方法１：直線ツールで１点目をクリック→画面をスクロール（マウスもしくはスクロールボタン）→２点目をクリック
方法２：直線ツールで１点目をクリック→移動ツールに切り換えて画面をスクロール→直線ツールに切り換えて２点目をクリック
方法３：直線ツールで１点目をクリック→縮小ボタンをクリック→２
点目をクリック
予め計測点をメモツールやカウントツールによりマークしておくと計測箇所がわかりやすくなり便利です。

- 22 -

５．
トラブルシューティング
Ａ．ソフトウェア“WrayView”を起動した際に、「このアプリケーションを正しく初期化できませんでした（
0xc0150002）」というエラーメッセージが表示されることがあります。この現象はVisual C++で開発された
アプリケーションをコンピュータ上で実行するために必要な Visual C++ランタイムライブラリがお使いのパソコン内にないため発生します。この問題はVisual C++ ライブラリのランタイム コンポーネントをインストールすることで解決します。インストーラーはWrayView付属のCD-ROM内の「Visual C++」フォルダ内にありますホームページ http://www.wraymer.com からダウンロードすることも可能です。32bitのオペレーティン
グシステムをご使用のお客様はvcredist̲x86.exeを、64bitのオペレーティングシステムをご使用のお客様はvcredist̲x64.exeをご利用下さい。インストールの詳細は「Visual C++」フォルダ内の説明書“Visual C.pdf”をご参照下さい。

B．
プレビュー画面に横縞が出る： 顕微鏡の照明光が強すぎる場合、プレビュー画面に横縞が出ることがあります。
顕微鏡の照明光量を下げてください。
C．撮影できない： コンピュータの処理能力によってはカメラからの情報転送が円滑に行われず、静止画撮影などがうまくできない場合があります。詳細設定にあるフレームレートをノーマルスピードに設定してください。
また
WRAYCAM-G500の場合はさらにピクセルをPick Pixelに設定してみてください。
D．動画の録画時間と再生時間が一致しない： とくに録画時の解像度が高い場合は、動画の録画時間と再生時間は一致しません。高画素の録画ではひとコマあたりの情報転送量が多いため、
コマ飛びするような動画になります。
動画撮影時には解像度をできるだけ低く設定してください。
E．
カメラ検出に失敗し、“Fail Search”と表示される： WrayViewを再起動や、異なるUSB端子へのカメラを接続しなおす等をお試し下さい。
F．USBカメラの初期化に問題があり、“カメラが初期化できません”と表示される： WrayViewの再起動や、異なるUSB端子へカメラを接続しなおす等をお試し下さい。
G．画面に赤・緑・青の点が表れる： 赤・緑・青の点（ホットピクセル）は像が暗い時（低電流の時）などに生じるノイズです。赤・緑・青のいずれかが画面上に小さな点として表れます。ホットピクセルを軽減するために以下を行ってください。
１．
まず顕微鏡の光量を調整しホットピクセルの軽減を試みてください。
２．次に詳細設定内の露出オートのチェックを外した後、ホットピクセルが減少するようにゲインとマニュア
ル露出を調整してください。最初にゲインを調整し、その後マニュアル露出を調整するのがよいでしょう。
H. レチクルをプレビュー画面上でドラッグして移動させる際に、レチクルが消えたり移動が円滑に行われないことがあります。低解像度でフルスクリーンにしてプレビューしている場合によく起こります。
この場合はフルスクリーンを解除して下さい。
J . 計測モードにおいて日本語フォントが文字化けする： 画面上の計測結果をダブルクリックし、計測結果の表示を設定する”設定”ウィンドウを開きます。
フォント設定ボタンをクリックし、
日本語対応のフォントを選択すると共に、
文字セットで日本語を指定してください。

- 23 -

６．DirectShowおよびTWAINについて
付属CD-ROM内のPlug-inフォルダ内にDirectShow用ドライバとTWAIN用ドライバをインストールするためのファイルが入っています。DirectShowやTWAIN対応のソフトウェアでWRAYCAMをご使用になる場合は、DirectShow用ドライバやTWAIN用ドライバをインストールして下さい。

７．
ソフトウェアのアップデート
ソフトウエア“WrayView”のアップデートに関する情報はホームページ http://www.wraymer.com にてご案内いたします。

８．WrayViewのアンインストール
WrayViewが不要になったときのみ行ってください。
Windows XP・Windows Vista・Windows 7の場合は、「スタート」
メニュー→「すべてのプログラム」→「WrayView」→「WrayViewをアンインストールする」を選択してください。
Windows 8の場合は、「スタート」画面のタイル(アイコン)外の領域で右クリック→「すべてのアプリ」→「WrayView」を右クリック→「アンインストール」を選択してください。

- 24 -

９．
ソフトウェア更新情報
WrayView6.2.4.2
WRAYCAM-G500のオフセットの機能がなくなりました。WRAYCAMは自動でホットピクセルを軽減します。
静止画の保存ファイル形式の設定が保存されます。保存ファイル形式の設定はWrayViewの2回目起動以降より行って下さい。一回目の起動時に設定した内容は保存されません。

WrayView6.3.0.0 （2010/10/20）
マニュアルホワイトバランスボタンがなくなりました。オートホワイトバランスをご利用下さい。
プレビュー画面において、レチクル（円、水平ライン、垂直ライン、十字線）の表示が可能になりました。
レチクルの大きさ、長さは、ピクセル数での指定およびキャリブレーションによって得たスケール設定を基にした長さの指定が可能です。
また、
レチ
クルの位置、色の指定も可能です。
計測モードを追加しました。キャリブレーション機能、
スケール設定、
スケール表示、距離計測、面積計測、角度計測、数量カウ
ント、メモ貼り付けなど、多数の機能が追加されました。
撮影画像の周囲に表示されていた黒いラインを除去しました。
ソフトウェアインストール時に、動画の圧縮コーデックのインストールも行えるようになりました。
WrayView6.3.0.1 （2011/01/18）
計測モードにおいて、画像が常に等倍表示（１：１）
で開くようにしました（等倍表示を経ない画像の計測ミスが起こる問題を修正）。
WrayView6.3.0.2 （2012/01/20）
ドライバインストール時にふたつのウインドウが同時に表示されていたのを、ひとつのみ表示されるようにしました。
圧縮コーデックのみのインストールが可能になりました。
全てのカメラにおいて、録画時のフレームレートを固定フレームレートから変動フレームレートに変更しました。
これにより動画ファイルのフレームレートの向上が見込めます。
詳細設定内に Image Quality メニューを追加しました（WRAYCAM-G500, G900のみ）。
レチクルの線幅を変更できるようにしました。
WRAYCAM-G200において、詳細設定内の左右反転、上下反転、
グレースケールなどを選択ののち一旦詳細設定のウインド
ウを閉じると、選択された機能が有効であるにもかかわらずチェックボックスのチェックが消えてしまうという問題を解決しました。
周波数の設定（50Hz, 60Hz）が保存されるようになりました。
WrayView6.3.0.3 （2012/04/10）
一部の環境において計測モードの計測結果の桁が変動する問題を解決しました。

- 25 -

WrayView6.4.0.0 （2012/7/23）
WRAYCAM-G500、WRAYCAM-G900における詳細設定内のImage Quality機能を廃止しました。
フラットフィールド機能を追加しました。
これにより背景に明るさや色のムラがある場合の補正が可能になります。
任意のファイル名をつけたり、撮影順の番号をファイル名のうしろに挿入できるようになりました。
タイムラプス機能を追加しました。設定した撮影間隔と撮影枚数に従い、連続撮影が自動で行えるようになりました。
プレビュー画面のレチクルやスケールバーを顕微鏡像に重ねて保存できるようになりました。
計測モードにおいて、平行線間距離の機能が追加されました。

- 26-

１０．主な仕様
Sensor type
Sensor format
Pixel size
Resolution

FilterLens mountMax Frame rate

Output RGB
Exposure control
Exposure time
White balance
Scan mode
Shutter
Sensitivity
S/N Ratio
Dynamic Range
Cマウントリレーレンズ
カメラ本体寸法
カメラ本体重量
USBケーブル長さ

WRAYCAM-G130

WRAYCAM-G200

1/3"3.6μm X 3.6μm
1280H X 1024V
640H X 480V
320H X 240V-

CMOS
1/3.2"
1/2.5"
2.8μm X 2.8μm
2.2μm X 2.2μm
1600H X 1200V
2592H X 1944V
800H X 600V
1280H X 960V
1280H X 960V (ROI) ※ 640H X 480V
640H X 480V (ROI) ※ -15fps(1280x1024)
30fps(640x480)
8 bit
Auto/Manual
1ms-0.3S

1.0V/Lux-sec(550nm)
44dB>71dB

WRAYCAM-G500

WRAYCAM-G900

WRAYCAM-F1000

1/2.3"
1.75μm X 1.75μm
3488H X 2616V
1600H X 1200V
1280H X 960V
800H X 600V
640H X 480V

1/2.3"
1.67μm X 1.67μm
3664H X 2748V
1600H X 1200V
1280H X 960V
800H X 600V
640H X 480V

15fps(1600x1200)
30fps(800x600)-

RGB Bayer Pattern
C and CS-mount
8fps(2592x1944)
2fps(3488x2616)
30fps(640x480)
15fps(1280x960)
30fps(640x480)

3fps(3664x2748)
11fps(1280x960)
36fps(640x480)

1ms-0.3S

1ms-0.3S

1ms-0.3S

1.0V/Lux-sec(550nm)44dB>71dB

Auto/Manual
Progressive
Electronic rolling shutter
0.53V/Lux-sec
0.44V/Lux-sec(550nm)(550nm)40.5dB
40.5dB>60dB>63dB

1ms-0.3S

0.44V/Lux-sec(550nm)
40dB
>56dB

0.45倍
65.5×87.5×38.0 (mm、USBケーブル基部含まず）
約220g
約2.4m
※ROI (Region Of Interest)：最大解像度の画像の中心部を切り出した画像です（例：1280H X 960V (ROI)は最大解像度1600H X 1200Vの画像の中心部を1280H X 960Vの範囲で切り出した画像が得られます）。
フレームレートは最大解像度時と同じになります。

◆商標について◇WRAYCAMは、株式会社レイマーの登録商標です。
◇Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における商標、または登録商標です。

- 27-