02.2024 Ver1.1

AVR Series
ＡＭ/ＦＭ変調信号の特性評価用計測器 ＡＭ/ＦＭ Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ Ａｎａｌｙｚｅｒ

ＡＶＲ－８１００

AM/FM调频信号特性评价用测量仪Front panel

Rear panel

コード巻付イメージ

D W250×H120×D400 mm W

●概 要USBOutline

概要

AVR-8100は、450kHz～1000MHｚの周波数帯域における変調信号の特性評価用測定器です。
変調度測定、変調信号の復調、RF周波数測定、RFパワー測定機能を1台にまとめた測定器です。
送信機の試験やデバイスの開発評価などが簡単に効率よく行えます。
AVR-8100 is measuring instrument for characteristics evaluation of the modulating signal in 450kHz-1000MHz frequency band .
Measuring instrument that integrates modulation depth measurement, modulation signal demodulation,
RF frequency measurement, and RF power measurement functions int
Examination of transmitter, development evaluation of device, etc. can be performed efficiently easily.
AVR-8100是在450kHz-1000MHz频率波段进行调制信号特性评估的测量仪器。
一种集调制深度测量、调制信号解调、射频频率测量和射频功率测量功能于一体的测量仪器。
可轻松高效的实施对发射机的检测、设备的开发评估等特 長Features特长● 変調信号の測定機能（ＲＦ周波数、ＲＦパワー、AM/FM変調度）を一体化
The measurement function (RF frequency, RF power, AM/FM modulation) of modulating signal is unified.
调频信号的测量功能(射频频率、射频功率、AM/PM调制度)一体化。

● オーディオ信号解析用にAF-OUT(復調信号）端子を装備
It is equipped with AF-OUT (demodulation signal) terminal for audio signal analysis.
为解析音频信号安装AF-OUT（调频信号）终端

● 見やすく直感的な操作が可能なタッチパネルモニターを採用
Uses a touch panel monitor that is easy to see and enables intuitive operation.
使用易于查看和直观操作的触摸屏显示器

5.8 kgAVR-8100
電気的仕様

仕 様 / Specification / 设备规格

Electrical specifications

周波数カウンタ機能

Frequency counter function

周波数範囲

Frequency range频率范围

周波数分解能Frequency resolution频率分辨率： RF1:450kHz to 150MHz

RF2:150MHz to 1000MHz* Fast: Fast Gate Time Slow: Slow Gate Time

RF1 ： Fast 1Hz ：450.000 to 999.999kHz

RF2： Fast 10Hz ：150.000 00 to 1000.000 00MHz： Fast 10Hz ：1.000 00 to 150.000 00MHz： Slow 1Hz ：150.000 000 to 999.999 999MHz： Slow 1Hz ：450.000kHz to 150.000 000MHz： Slow 10Hz ：1000.000MHz

有効桁数

Effective digit number

有效位数確度（10℃～35℃）

Accuracy （10℃-35℃）

入力レベル範囲

Input level range

精度（10℃～35℃） ： Fast:±1ppm＋1digit / Slow:±0.3ppm+1digit： RF1 -30dBm to +30dBm
输入电平范围
RF2 -20dBm to +30dBm ※-16dBm to +30dBm at < 240MHz

ＲＦパワー測定機能： 9 digits

RF power measurement function

周波数範囲

Frequency range

频率范围

測定レベル範囲

Measurement level range

测量电平范围

RF1 ： -30dBm to +30dBm

測定分解能： RF1:450kHz to 150MHz RF2:150MHz to 1000MHz

RF2 ： -20dBm to +30dBm ※ -16dBm to +30dBm at < 240 MHz： 77dBµV to 137dBµV： 87dBµV to 137dBµV ※ 91dBμV to 137dBμV at < 240 MHz： 0.001mW to 1W： 0.01mW to 1W

Measuring resolution※ 0.025mW to 1W at < 240 MHz测量分辨率： 0.1dB ：-30dBm to +30dBm： 0.001mW ：0.001mW to 9.999mW： 0.1mW ：100.0mW to 999.9mW： 0.01mW ：10.00mW to 99.99mW： 1mW ：1000mW

確度

Accuracy

精度： RF1 ±1dB

有効桁数

Effective digit number有效行数： 4 digits

FM変調度

RF2 ±1.5dB at -20.0dBm to+16.0dBm±2.0dB at +16.1dBm to+30.0dBm

FM modulation

ＲＦ入力周波数範囲

RF input frequency range

RF输入频率范围： 10MHz to 1000MHｚ

測定最大周波数偏移

Measurement maximum deviation

测量最大频率偏差： ±100kHz

測定分解能

Measuring resolution

测定分辨率： 0.1kHz

確度

Accuracy

精度： ±0.5kHz at 0 to 50kHz / ±1.0kHz at 50.1 to 100kHz

復調周波数範囲

Demodulation frequency range

解调频率范围

ＲＦ入力レベル範囲

RF input level range

RF输入电平范围ＦＭ復調歪FM demodulationy distortion

FM调频变形： 60Hz to 15kHｚ： RF1 -30dBm to +30dBm
RF2 -20dBm to +30dBm ※ -16dBm to +30dBm at < 240MHz： 0.1% or less at 1kHz 75kHz deviation 0dBm / BW 300Hz to 3kHz

AM変調度

AM modulation

ＲＦ入力周波数範囲

RF input frequency range

RF输入频率范围： 450kHz to 150MHｚ (RF1 Only)

測定範囲

Measuring range测量范围： 0% to 99%

測定分解能Measuring resolution测量分辨率： 0.1%

確度

Accuracy精度： ±0.5% at 0 to 50% / ±1.0% at 50.1 to 99.0%

復調周波数範囲

Demodulation frequency range

解调频率范围

： 60Hz to 10kHｚ

ＲＦ入力レベル範囲

RF input level range

RF输入电平范围： -30dBm to +30dBm

ＡＭ復調歪ＡM demodulationy distortion

AM调频变形： 0.2% or less at 1kHz 50% modulation 0dBm / BW 300Hz to 3kHz
： 0.5% or less at 1kHz 90% modulation 0dBm / BW 300Hz to 3kHz

オーディオフィルタ

Audio filter

ディエンファシスフィルタ

De-emphasis filter

去校正滤波器： OFF / 50µs / 75µs / 500µs

ハイパス・フィルタ

High-pass filter

高通滤波器： ＜OFF (＜20Hz), 50Hz, 300Hz

ロー・パスフィルタ

Low-pass filter

低通滤波器： ＞OFF (＞80kHz), 15kHz, 3kHz, (Opt. 20kHz)

共通仕様

Common specifications

入力インピーダンス（ＲＦ）

Input impedance (RF)输入阻力（RF）： 50Ω

出力インピーダンス（ＡＦ）

Output impedance (AF)输出阻力（AF）： 600Ω UNBAL

コネクタ

Connector

连接器： NJ type (RF input), BNC type (AF output)

ウォームアップ時間

Warmup time预热时间

： 30 minutes or more

通信機能

Communication facility

通信功能： USB (virtual COM port)

一般仕様

General specifications

電源電圧

Supply voltage电源电压： AC 90V～250V 50/60Hz 45VA

外形寸法/ 質量

Dimension / Weight

外形尺寸/质量

： Approx. W250×H120×D400(mm) 5.8kg

保証温湿度範囲

Guarantee temperature/humidity

保证温度湿度范围

： 10 to 35℃ 85%RH or less(no dew condensation)

株式会社エービーオー

Ａ.Ｂ.Ｏ Ｃｏ.,Ｌｔｄ.

http://www.abonet.co.jp , E-Mail : info@abonet.co.jp〒215-0023 神奈川県川崎市麻生区片平１－４－１

TEL 044-952-1141 / FAX 044-965-2828
Zip code, 215-0023 1-4-1, Katahira, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken,JAPANTelephone +81-44-952-1141 / Fax +81-44-965-2828