04/2022 Ver1.4

Ａｕｄｉｏ Ａｎａｌｙｚｅｒ

ＡＶＲ Ｓｅｒｉｅｓ

多機能 オーディオアナライザ

Multi-function Audio Analyzer

ＡＶＲ－３７１０

多功能双通道音频分析仪Rear panel

D W426×H130×D405 mm W 12.3 kg※ 突起物、脚を除く●GP-IB

概 要

RS-232C

EXT-I/O

Outline / 概 要

AVR-3710はオーディオ信号発生器、オーディオ測定装置を備えた１ｃｈオーディオアナライザです。
リミット判定機能、100個のプリセットメモリ、メモリを実行するオートシーケンス機能を有しています。
AVR-3710 is 1ch audio analyzer equipped with audio signal generator and audio measuring device.
Limit judgment function, 100 preset memories, and auto sequence function to execute memory.
AVR-3710 是配备了产生音频信号的发生器、音频检测装置的1通道音频分析仪。
限度确定功能，100预置存储器，它具有自动序列函数来执行存储器。

特 長Features / 特 长● 信号発生器出力、AC測定入力ともに平衡/不平衡の切換が可能
The change of balance/unbalance is possible for signal generator output and AC measurement input.
信号发生器的输出、AC测试输入均可进行平衡/不平衡之间的切换● 測定部にGNDフローティングモードを装備
A measurement block is equipped with a GND floating mode.
测量部位具有浮动接地模式● 各種フィルタをモジュール化し、容易に追加オプションに対応可能
Various filters are modularized and correspondence in an additional option is easily possible.
各种滤波器已经模块化，可以轻松实现追加可选功能● 測定用信号源としてDDS方式を採用したオシレータを装備。 差動出力または不平衡出力を切り替えて使用可能
Equipped with oscillator employing DDS method as the measurement signal source.
Differential output or unbalanced output possible use by switching配备了振荡器采用DDS系统的测量信号源差分输出或不平衡输出通过切换可能使用● WATT表示に対応
It corresponds to WATT display.
可比例测量，WATT显示● GP-IB、RS-232C、EXT-I/Oを標準装備
GP-IB, EXT.I/O for external control are equipped standardly.
GP-IB、RS-232C、EXT-I/O 标配AVR-3710 仕 様 / Specification
測定用信号源 / signal source

DCレベル測定 / DC level measurement

Frequency range
ResolutionAccuracy
Output range：10Hz to 100kHz 4 ranges：4-digits display-4：±5×10 of setting all range：UNBAL/BAL

Measurement channel
Input impedance
Measurement range-85.9dBV to 14dBV (600Ω load end)

Accuracy：UNBAL≦0.00158% (-96dB)（10Hz to 10kHz、80kHzBW)≦0.0158% (-76dB)（15.01kHz to 100kHz)：BAL≦0.0224% (-93dB)（10Hz to 10kHz、80kHzBW)≦0.0158% (-76dB)（15.01kHz to 100kHz)：0.1dB：±0.4dB of setting
at 1kHz 600Ω load：±0.8dB （all range）：±0.4dB （20Hz to 20kHz）
at 1kHz ref. 600Ω load
： 1ch UNBAL / BAL：600Ω

ひずみ率測定（THD＋N) / Distortion measurement：10Hz to 110kHz (AUTO)
Frequency range：31.6%-10dB
Measurement range

Distortion

Resolution
Accuracy
Flatness
Output channel
Output impedance：316mV/3.16V/31.6V/100VFS 4ranges：±1% FS

Residual distortion（3.16Vrms）

Accuracy
2'nd harmonic accuracy
Input level range：10.0%-20dB：3.16%
-30dB
-40dB
：1.0%
：0.316%
-50dB
：0.1%
-60dB
：0.0316%-70dB：≦-100dB（20Hz to 20kHz、80kHzBW)：≦-96dB（10Hz to 19.9Hz、80kHzBW）：±1dB (20Hz to 10kHz)：±3dB (10Hz to 110kHz)：3.16mVrms to 100.0Vrms

その他 / Others
FilterHPF

測定機能 / Mesurement functions
Frequency /AC level / DC level / Distortion(THD+N)

LPF

周波数測定 / Frequency measurement

Pre LPF

Range
Resolution

PSOPHO：10Hz to 110kHz：0.01Hz at ＜100Hz：5-digit display at ≧100Hz：±100ppm±1digit：10mVrms to 100Vrms

Accuracy
Input voltage range

：1ch
：≧1MΩ
：±0V to ±100V：100Hz、200Hz(18dB/oct)：15kHz、20kHz、80kHz(18dB/oct)：20kHz Approx.-60dB at 24.1kHz
Distortion：≦-90dB：IEC-A：CCIR-ARM ITU-R 2kHz-weighting

Memory function：DIN-AUDIO DIN45405：100 data

ACレベル測定 / AC level measurement

インタフェース / Interface

Measurement channel
Input method
Input impedance
Measurement range

GP-IB
RS-232C
EXT-I/O

AccuracyFrequency range
Flatness（1kHz ref.）Detection response
Noise level
Relative level range
WATT range：1ch：UNBAL/BAL：≧100kΩ：0.0316mV(-90dBV) to 100V（40dBV)
7 ranges：±0.4dB -70 to 40dBV at 1kHz
：10Hz to 110kHz：±0.4dB （20Hz to 80kHz）：±0.8dB （10Hz to 110kHz）：RMS / Average：10µV or less (600Ω TERM)：±120dB or more
：0 to 999.99W Resolution：0.01W
2 to 5000 ohms Resolution：1 ohm株式会社エービーオー：IEEE488：38400bps：LS-TTL level Isolated

電源・使用環境 / Power requirements
Power requirements
Power consumption
Guarantee temperature：AC100V/120V/230V/240V：Approx. 125VA：10℃～35℃ 80%RH or less

外形寸法・質量 / Dimension ＆ Weight
Dimension
Weight：W426×H130×D405(mm) *：Approx. 12.3kg* Protruding parts not included．

Ａ.Ｂ.Ｏ Ｃｏ.,Ｌｔｄ

http://www.abonet.co.jp , E-Mail : info@abonet.co.jp〒215-0023 神奈川県川崎市麻生区片平１－４－１ TEL 044-952-1141 / FAX 044-965-2828
Zip code, 215-0023 1-4-1, Katahira, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken,JAPAN
Telephone +81-44-952-1141 / Fax +81-44-965-2828