基 発 1128第 12号
平 成 26年 11月 28 日

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長（公印省略）

電動ファン付き呼吸用保護具の規格の適用等について

労働安全衛生法の一部を改正する法律（平成 26年法律第四号。以下「法」としづ。）により、電動ファン付き呼吸用保護具が譲渡等制限及び型式検定の対象とされたことを受け、電動ファンイすき呼吸用保護具の規格（平成 26年厚生労働省告示第 455号。以下「規格」という。）が平成 26年 11月 28日に公布されたところであり、平成 26年 12月 1日より施行される予定である。ついては、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏のないようにされたい。
言
己1 全般的事項
この規格は、日本工業規格 T8157 （電動ファン付き呼吸用保護具）や独立行政法人労働安全衛生総合研究所の「粉じん用電動ファン付き呼吸用保護具技術指針」に定める標準形の電動ファン付き呼吸用保護具を対象とするものであること。
2 細部事項(1） 第 1条関係第 1項の表中の「しめひも J とは、形状及び材質にかかわらず、面体を装着するためのしめ具の総称であること。
(2）第 3条関係
ア 表中「しめひも取イ寸部分及びしめひも j の項の「試験方法 j 械の「しめひも取付部分及びしめひもごとに ・＂..引張荷重をかけ」とは、しめひも取付部分ごとに、しめひもを取り付けた状態で引張荷重をかけることをいうものであること。
イ 表中「連結管取イ寸部分及び連結管」の項の「試験方法」欄の「連結管取付部分及び連結管に。，...引張荷重をかけ j とは、面体、フード又はフェイスシーノレド並びに連結管及びろ過材ケースを連結した状態で引張荷重をかけることをいうものであること。
0(3）第 5条関係表中「電動ファン」の項の「条件 J欄の「水、粉じん等の侵入によりその機能に障害を生ずるおそれがないこと Jcは、電動ファン付き呼吸用保護具の使用が想定され得る環境において、電動ファンの作動に支障が生じない程度の防水・防じん構造を有していることをいうものであること。
(4）第 6条関係
ア 表中の「漏れ率試験」の項、 「内圧試験 j の項、 「最低必要風量試験 j の項及び「騒音試験」の項の「試験方法」の欄の「手動により流量を調節する機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 Jは、自動による流量調節機能と手動による流量調節機能の両方が備わっているものを含むものであること。この場合、自動による流量調節機能と手動による流量調節機能の両方が備わった電動ファンイ寸き呼吸用保護具については、手動によりそれぞれの項に定める流量に調節した上て、それぞれの項に定める試験を行う必要があること。
イ 表中「内圧試験」の項の「試験方法 j 欄の「気続性を確保」に当たっては、ジグ等を用いても差し支えないこと。
(5）第 7条関係第 1項の「表示」の方法としては、以下の方法等があること。
①刻印② 印刷③ 通常の取扱いにおいて変色しないよう印刷した紙を、剥離しないように貼付すること。
イ 第 1項の「見やすい箇所」とは、一見して表示を確認できる箇所をいうものであること。
ア

ワ 第 1項第 1号の「製造者名 j は、製造者が誰であるかを明確に識別できるものであれば、略称であっても差し支えないこと。
4. 4又は平エ 第 1項第 Z号の「製造年月 j は、例えば 2014年 4月については、 1
26. 4のごとく泊暦年の下 2桁の数字又は元号年の数字を用いた略号であっても差し支えないこと。
オ

第 2項第 1号の「使用の範囲 j には、使用可能な作業環境、粒子捕集効率及び漏れ率の性能に係る区分に応じた使用用途等があること。
また、電動ファン｛寸き呼吸用保護具はその部品（面体、ろ過材、電動ファン）に互換性があり、例えば、ある型式の電動ファン付き呼吸用保護具のろ過材が)31jの型式の電動ファン付き呼吸用保護具のろ過材として型式検定に合格していることがあり得る。このため、 「使用の範囲 j には、その時点で型式検定に合格している部品の種類、組合せ等を、一覧表等の形で記載することが望ましいこと。
なお、ある型式の電動ファン付き呼吸用保護具のろ過材を )31jの型式の電動ファン付き呼吸用保護具に装着する場合など、電動ファン付き呼吸用保護具の部品を交換するときは、それらの部品の組み合わせについて、新たな型式として検定に合格したものであることが必要で、あること。
カ 第 2項第 2号の「使用上の注意事項 J には、電動ファンイ寸き呼吸用保護具の点検方法、着脱の方法、密着性の良否を検査する方法、使用後の手入れの方法、保管方法、ろ過材等の部品の交換方法等があること。
なお、粒子捕集効率、漏れ率、吸気抵抗（面体形に限る。）、排気抵抗（面体形に隈る。）、最小・最大風量、充電池の取扱方法、電動ファンイ寸き呼吸用保護具の重量等を併せて記載することが望ましいこと。
キ 第 2項第 4号の「着用者自身がその顔面と面体との密着性の良否を容易に検査する方法」には、フィットチェッカーを用いる方法等があること。
3 関係通達の改廃法により電動ファンイ寸き呼吸用保護具が譲渡等制限及び型式検定の対象とされた
1）に掲げる通達について別紙のとおり改こと並びに規格が制定されたことに伴い、 (玉するとともに、（ 2）に掲げる通達については廃止することとする。
(1) 改正する通達

アイ

1日付け基発第 442号「鉛中毒予防規則の施行について」
昭和 42年 3月3
昭和 46年 5月 24日付け基発第 399号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
6日付け基発第 382号「労働安全衛生法施行令の一部を改主する政ウ 昭和 54年 7月 2
令及び粉じん障害防止規則の施行について Jエ 平成 17年 3月 18日付け基発第 0318003号「石綿障害予防規則の施行について」オ 平成 20年 2月 26日付け基発第 0226006号「粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令の施行について J
カ 平成 21年 2月 18日付け基発第 0218001号「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行等について」キ 平 成 21年 3月 31日付け基発第 0331013号「ナノマテリアノレに対するばく露防止等のための予防的対応について」
ク 平成 24年 12月 3日付け基発 1203第 1号「「インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場において労働者に使用させなければならない呼吸用保護具」の適用について」ケ 平成 26年 1月 10日付け基発 0110第 1号「「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」の改正について J(2) 廃止する通達
昭和 57年 12月 14日付け基発第 767号「電動ファン付粉じん用呼吸保護具に係る粉じん障害防止規則l等の適用について j

恒三面ア

昭和 42年 3月31日付け基発第 442号「鉛中毒予防規則の施行について」新旧対照表？
お言日日！
己言

第 1〜第 4（略）第 5 第五章保護具等関係
1 （略）
2 第45条関係（現行第 58条関係）(1）第 1項の「有効な呼吸用保護具」とは、送気マスク等給気式呼吸用保護具（簡易救命器及び酸素発生式自己救命器を除く。）、防じんマスク
並びに面体形及びルーズフィット
形の電動ファン付き呼吸用保護具をいい、これらは、鉛装置内における業務の態様及び発散する蒸気の種類に応じて、それぞれ使用者が選択するものであり、そのうち、防じん マ スク及び電動ファン付 き呼吸用保護具については、国家検定に合格したものであること。

（略）
第 1〜第 4第 5 第五章保護具等関係
1 （略）
5条関係
2 第4(1）第 1項の「有効な呼吸用保護具Jとは、送気マスク等給気式呼吸用保護具（簡易救命器及び酸素発生式自己救命器を除く。）、防じんマスク
並びに JIS T8157に適合した面体形及びフード形の電動ファン付き粉じん用呼吸保護具をいい、これらは、鉛装置内における業務の態様及び発散する蒸気の種類に応じて、それぞれ使用者が選択するもの で あり、そのうち、防じんマスクについては、国家検定に合格したものであること。

（以下略）

（以下略）

イ

昭和 46年 5月 24日付け基発第 399号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
新旧対照表
新言
己日！
記

I〜VI （略）
I〜 V
I （略）
V
I
I 第 6章関係、
VI
I 第 6章関係略）（自各）
1 （12 第32条関係
2条関係（現行第 43条関係）
2 第3(1)(1)（略）（略）(2）本条の「呼吸用保護具」とは、送気(2）本条の「呼吸用保護具」とは、送気マスク等給気式呼吸用保護兵（簡易マスク等給気式呼吸用保護具（簡易救命器及び酸素発生式自己救命器
救命器及び酸素発生式自己救命器を除く。）、防毒マスク、防じんマを除く。）、防毒マスク、防じんマ
スク並びに JI
ST8157に適合した面
スク並びに面体形及びルーズフィ
ット形の電動ファン付き呼吸用保体形及びフード形の電動ファン付
き粉じん用呼吸保護具をいい、これ董且をいい、これらのうち、防じんマスク及び防毒マスクであって、ハらのうち、防じんマスク及び防毒マ
スクであって、ハロゲンガス用、有ロゲンガス用、有機ガス用、一酸化機ガス用、一酸化炭素用、アンモニ
炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用及び亜硫酸・いおう用のもの並び
ア用、亜硫酸ガス用及び亜硫酸・いおう用のものについては、国家検定に電動ファン付き呼吸用僅護具については、国家検定に合格したものに合格したものであること。
であること。
（以下略）（以下 略）

ウ

昭和 54年 7月初日付け基発第 382号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び粉じん障害防止規則の施行について J新旧対照表新記日｜記

第 1 ・第 2（略）第 3 規則の細部関係（略）
1. 〜5.
も第 7条関係(1) 本 条 第 1項各号のいずれかに該当する場合又は本条第 2項各号のいずれかに該当する場合にあっては粉じん作業が常態として行われないととから、当該粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を着用させた場合には第 4条、第 5条及び第 6条の規定は適用されないこととされたこと。

第 1 ・第 2 （略）第 3 規則の細部関係
1. 〜5.
（略）
6. 第 7条関係(1) 本条第 1項各号のし、ずれかに該当する場合又は本条第 2項各号のいずれかに該当する場合にあっては粉じん作業が常態として行われないことから、当該粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を着用させた場合には第 4条、第5条及び第 6条の規定は適用されないこととされたこと。
(2) 第 1 項及び第 2~ の「有効な呼吸(2) 第 1項の「有効な呼吸用保護具
j とは、送気マスク (JlST8153規格
用 保 護 具 J とは、送気マスク（ JlST8153規格を具備するものに限る。以を具備するものに限る。以下問じ。
l添 1参照）、空気呼吸器（別添 1参照）、空気呼吸器（ JlST81下同じ。月j55規格を具備するものに限る。以下]1ST8155規格を具備するものに限る
jl
j添 2参照）又は国家検同じ。 jjl
j添 2参照）又は国家検定に。以下同じ。 j
合格した防じんマスク（別表第 2第定に合格した防じんマスク若しくは電動ファンイ寸き呼吸用僅護具 (lllj表6号に係る特定粉じん作業にあっては、送気マスク又は空気呼吸器に第 2第 6号に係る特定粉じん作業に限る。）をし＼うこと。
あっては、送気マスク又は空気呼吸器に限る。）をいうこと。
jl
j表第 3
また、第 1項において、 j第 1号の 2又は第 2号の 2に掲げる作業に係る有効な呼吸用保護具は電動ファン付き呼吸用保護具にjlj
限るものとし、第 2項において、 j
表 第 3第 3号の 2に掲げる作業に係、る有効な呼吸用保護具についても同様としたことの
（以下略）

（以下略）

エ 平成 17年 3月18日付け基発第 0318003号「石綿障害予防規則の施行について」新旧対照表

新日！

言己

言
己

第 1 ・第 2 （第 1 ・第 2略）（略）
第 3 細部事項
第 3 締部事項（略）
1〜6
1〜6（略）
7 第 7章 保 護 具
7 第 7章 保 護 兵(1) 第 44条関係(1) 第 44条関係、本条の「呼吸用保護具」とは、送本条の「呼吸用保護具 J とは、送気マスク等給気式呼吸用保護具（簡気マスク等給気式呼吸用保護呉（筒易救命器及び酸素発生式自己救命易救命器及び酸素発生式自己救命器を除く。）、防じんマスク並びに 2器を除く。）、防じんマスク並びに面体形及びフード形の電動ファンI
S T8157に適合した面体形及びフード形の電動ファン付き粉じん付き呼吸用保護具をいい、これらの用呼吸用保護具をいい、これらのううち、防じんマスク及び電動ファン
ち、防じんマスクについては、国家｛寸き呼吸用保護具については、国家検定に合格したものであること。
検定に合格したものであること。
（以下略）

（以下略）

オ

平成 20年 2月 26日付け基発第 0226006号「粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令の施行について J新旧対照表
新記

I 粉じん障害防止規則j等の一部を改正する省令関係第1（略）第 2 細部事項1 粉じん障害防止器則等の 部改正
関係(1）〜（ 4)（略）
(5) 第 27条関係
ア 電動ファン付き呼吸用保護具については、型式検定に合格したものであって、 「電動ファン付き匠盟且畳董去の規格」 （平成 26年厚生労働省告示第 455号）で定める電動ファンの性能区分が大風
量監旦主旦を使用すること。
イ 本条第 2項に定める作業以外の作業においても、電動ファン付き呼吸用保護具を着用させる場合も想定されるところであるが、E に示すとおり、電動ファンイ寸き呼吸用保護具の使用が適当でない場合もあること。
(6） 〜 日 （ 路 ）I 粉じん障害防止規則等の一部を改主ずる省令関係第1 （略）
第 2 細部事項
1 粉じん障害防止器則等の一部改正
関係(1）〜（ 4)（略）
(5) 第 27条関係
ア 電動ファン付き呼吸用保護具については、日本工業規格 T8157（電動ファン付き呼吸用保護具）に適合したものを使用すること。

田その他
電気雷管の運搬、電気雷管を取り付けた薬包（火薬類取締法施行規則（昭和 25年通商産業省令第 88号）第 55条の「薬匂」をいう。）の装填及び電気雷管の結線の作業（以下「雷管取扱作業 J という。）は、粉じん作業に該当せず、呼吸用保護具の使用は義務付けられていないものの、ガイドラインに基づき坑内において有効な呼吸用保護具を使用させる場合は、漏電等による爆発を防止するために、電動ファン付き呼吸用保護具以外の労働安全衛生法第 44条の 2の型式検定に合格した防じんマスクを使用させること。
ただし、型式検定に合格した面体形の電動ファンイ寸き呼吸用保護具は、電動II
I その他
電気雷管の運搬、電気雷管を取り付けた薬包（火薬類取締法施行規則（昭和 25年通商産業省令第 88号）第 55条の「薬包 J をし寸。）の装填及び電気雷管の結線の作業（以下「雷管取扱作業」という。）は、粉じん作業に該当せず、呼吸用保護具の使用は義務付けられていないものの、ガイドラインに基づき坑内において有効な呼吸用保護具を使用させる場合は、漏電等による爆発を防止するために、電動ファン｛寸き呼吸用保護具以外の労働安全衛生法第 44条の 2の型式検定に合格した防じんマスクを使用させること。
ただし、電動ファンを停止しでも型式検定に合格した防じんマスクと同等以

イ 本条第 2項に定める作業以外の作業においても、電動ファン付き呼吸用保護具を着用させる場合も想定されるところであるが、Eに示すとおり、電動ファン付き呼吸用保護具の使用が適当でなし、場合もあること。
(6）〜 II（略）

ファンを停止しでも型式検定に合格した防じんマスクと同等以上の防じん機能を有することから、雷管取扱作業を開始する前に、漏電等による爆発のおそれのない安全な場所で、当該電動ファン付き呼吸用保護具の電池を取り外し保管したうえで、当該雷管取扱作業を行う場
合は、この限りでないこと。

上の防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用する場合で、雷管取扱作業を開始する前に、漏電等による爆発のおそれのない安全な場所で、当該電動ファン付き呼吸用保護具の電池を取り外し保管したうえで、当該雷管取扱作業を行うときは、この限りでないこと。

カ平 成2
1年 2月 18日付け基発第0218001号「石綿障害予防規則j等の一部を改正する省令等の施行等について」新旧対照表
新言日日！
記

（略）
第 1 ・第 2
第 1 ・第 2（略）第 3 細部事項
第 3 細部事項
l関係
1 石綿員j1 石綿則関係(1）〜（ 6)(1）〜（6)（略）（略）(7) 第1(7) 第 14条関係、4条関係
ア「電動ファンイ寸き呼吸用保護「電動ファンイ寸き呼吸用保護ア具」とは、日本工業規格T8157に
具 J とは、 「電動ファン付き呼吸定める規格に適合するもののう用イ呆護具の規格」 （平成26年厚生
ち、防護率が 99.9回以上のもの（日労働省告示第455号。以下「規格」
本工業規格T8157の4.1において Sという。）に適合するもののうち、級のもの）であって、フィノレタの規格で定める電動ファンの性能区捕集効率が 99.9目以上のもの（日分が大風量形であり、漏れ率が 0.
本工業規格T8157の4.2においてAl匹以下（規格で定める漏れ率に係級のもの）をいうこと。
る性能区分がS級）であり、かつ、ろ過材の粒子捕集効率カ： 99,97目以上（規格で定めるろ過材の性能区分 が PS3又 は PL3）であるものをいうこと。
（以下略）

（以下略）

キ

平 成21年 3月 31日付け基発第0331013号「ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について J新旧対照表新日｜（別紙）
ナノマテリアルの労働現場におけるばく露防止等の対策について（別紙）
ナノマテりアノレの労働現場におけるばく露防止等の対策について

1 ・2（略）
1 ・2 （絡）3 ばく露防止等の対策について
3 ばく露防止等の対策について(1）〜（ 3)（路）
(1）〜（ 3)（略）
(4）作業管理(4）作業管理ア〜ウ（略）
ア〜ウ（略）
エ保護具の使用
エ保護具の使用（ア）呼吸用保護具（ア）呼吸用保護具① 密閉化等が困難な場合又は① 密閉化等が困難な場合又は局局所排気装置等の設置が困難
所排気装置等の設置が困難な場な場合には、ナノマテリアル関合には、ナノマテリアル関連作連作業に従事させる労働者に業に従事させる労働者に有効な有効な呼吸用保護具を使用さ呼吸用保護呉を使用させるこせること。ただし、密閉化等、と。ただし、密閉化等、局所排局所排気装置等の設置等のば気装置等の設置等のばく露防止
く露防止の対策を講じた場合の対策を講じた場合であってであっても、労働者のナノマテも、労働者のナノマテリアノレ等リアノレ等へのばく露のおそれへのばく露のおそれがないことがないことが確認できないとが確認できないときには、ナノ
きには、ナノマテリアル関連作マテリアル関連作業に従事させ業に従事させる労働者に、有効！
る労働者に、有効な呼吸用保護な呼吸用保護具を使用させる具を使用させること。
こと。
有効な呼吸用保護具とは、送有効な呼吸用保護具とは、送気マスク等給気式呼吸用保護
気マスク等給気式呼吸用保護具、粒子補集効率が 99.9%以 上具、粒子捕集効率が 99.9%以上
ll
旦
互エの紡じんマスク又はよi適合した面体形、フェイスシーの防じんマスク又は蛙王撞室
効率が99.97出以上の面体形又ノレド形又はフード形の粒子捕集はノレーズフィット形の電動効率が 99.9%以上の電動ファンファン付き呼吸用保護呉で付き呼吸用保護具であること。
あって、電動ファンの性能区分
なお、防じんマスクについてが大風量形のものであること。
は国家検定に合格したものを使用すること。
なお、防じんマスク及び電動ファン付き呼吸用保護具については国家検定に合格したものを使用すること。

ι（以下略）（以下略）ク 平成 24
年12月 3 日付け基発 1
203第 1号「「インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場において労働者に使用させなければならない呼吸用保護具」の適用について」新旧対照表

？
事日昔日！
記

1（略）
2 制定の内容(1)（聞各）(2）本告示第 1号の表の下欄に掲げる呼吸用保護具について、それらの呼吸用保護具と同等以上の性能を有するものを含めて示すと、次のものがあるこ色。
「0.3μg/m3以上 3μ g / mア3未満」の区分に対応する呼吸用保0以上の防護係数が確保で護具は、 1きるものであり、具体的には、皇主主子捕集効率が 99.9%以上の取替え式防じんマスク、②粒子捕集効率が99.97%以上の電動ファン付き呼吸用保護具であって、 「電動ファン付6年
き呼吸用保護具の規格 J （平成 2厚生労働省告示第 455号。以下「規格 I としサ。）で定める電動ファンの性能区分が大風量形のもの及び③給気式呼吸用保護具、が該当するとと。
「3μg/m3以上 7.5μg/m
イ3未満」の区分に対応する呼吸用保護具は、 25以上の防護係数が確保できるものであり、具体的には、皇主主子捕集効率が 99.9%以上の全面形の面体を有する取替え式防じんマ
9.97%以スク、②粒子檎集効率が 9上の電動ファン村き呼吸月保護具であって、規格で定める電動ファンの性能区分が大風量形のもの及び③ JIST8150で定める指定防護係数が25以上の給気式呼吸用保護具、が該当すること。
「
7.5μ g/ m 3以上 15μ g/ mウ3未満」の区分に対応する呼吸用保0以上の防護係数が確保で護具は、 5きるものであり、具体的には、盟主立
子捕集効率が 99.9%以との全面形

1 （略）2 制定の内容(1)（略）(2）本告示第 1号の表の下欄に掲げる
呼吸用保護具について、それらの呼吸用保護具と同等以上の性能を有するものを含めて示すと、次のものがあること。
「
0.3μ g/ m3以上 3 μ g / m
ア3未満」の区分に対応する呼吸用保護具は、 10以上の防護係数が確保できるものであり、具体的には、粒子捕集効率が 99.9%以上の取替え式
9.9防じんマスク、粒子捕集効率が 97%以上の電動ファンイ寸き呼吸用保護旦及び給気式呼吸用保護具が該当すること。

イ「3,Lg/m3以上 7.5μg/m3未満」の区分に対応する呼吸用保護具は、 25以上の防護係数が確保できるものであり、具体的には、粒子捕集効率が 99.9%以上の全面形の一面体を有する取替え式防じんマス
ク、粒子捕集効率が 99.97%以上の電動ファン付き呼吸用保護具及びZ
IST8150で定める指定防護係数が 25以との給気式呼吸用保護具が該当すること。

「
7 5μg/m3J以上 15/l g/ m3未満j の区分に対応する呼吸用保護具は、 50以上の防護係数が確保できるものであり、具体的には、粒子捕集効率が 99.9%以上の全面形のウ

白の面体を有する取替え式防じんマ
9,97%以スク、②粒子捕集効率が 9上の電動ファン付き呼吸用保護具（ノレーズフィット形のものを除く。
）であって、規格で定める電動ファンの性能区分が大風量形のもの及び皇旦旦包QQで定める指定防護係0以上の給気式呼吸用保護具、数が 5が該当すること。
「
15μ g / m＂
以上 30μ g/ m3エ未満」の区分に対応する呼吸用保護兵は、 100以上の防護係数が確保できるものであり、具体的には、皇韮9.97%以上の全面形
王盟主盈呈が 9の面体を有する電動ファン付き呼9.9吸用保護具、粒子捕集効率が 97%以上の半面形の面体を有する電動ファンイ寸き呼吸用保護具のうち、規格で定める電動ファンの性能区分が大風量形、かっ、漏れ率が 1 %以下（規格で定める漏れ率に係る性能区分が S級又はA級）であって、(4）の方法により、労働者ごとに防護係数が 100以上であることが確認されたもの及び卑旦泣旦旦で定00 以上の給める指定防護係数が 1気式呼吸用保護具、が該当すること。
オ「30μ g/ m＇以上 300μ g/ m8未満」の区分に対応する呼吸用保護,000以上の防護係数が確保具は、 1できるものであり、具体的には、阜
9,97%以上の全面粒子持集効率が 9形の面体を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、規格で定める電動ファンの性能区分が大風量形、かつ、漏れ率が 0,1%以下（規格で定める漏れ率に係る性能区分が S級）であって、 (4）の方法により労働者ごとに防護係数が 1,000以上であることが確認されたもの及び皇旦旦旦旦で定める指定防護係,000以上の給気式呼吸用保護数が l具、が該当すること。
カ（略）(3）、（ 4)（略）

面体を有する取替え式防じんマス
9.97%以上のク、粒子捕集効率が 9電動ファン付き呼吸用保護具（フード形及びフェイスシーノレド形のものを除く。）及び耳泣担QQで定める指定防護係数が 50以上の給気式呼吸用保護兵が該当すること。

カ（略）(3）、（ 4)3 その他の留意事項

3 その他の留意事項

エ「l5μg/m＇以上 30μ g/m3未満」の区分に対応する呼吸用保護00以上の防護係数が確保で具は、 1きるものであり、具体的には、盤王
9,97%以上の全面形の撞隼盈杢が 9面体を有する電動ファン付き呼吸9.97%用保護具、粒子捕集効率が 9以上の半面形の面体を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、彊れ率が 1 %以下（ TIST8157で定める漏れ率による等級が S級又はA級）であって、 (4）の方法により、労働者ごとに防護係数が 100以上であることが確認されたもの及びヰ旦E
150で定める指定防護係数が 100以上の給気式呼吸用保護具が該当すること。

オ「
30μ g/ m3以上 300μ g/ m3未満j の区分に対応する呼吸用保護,000以上の防護係数が確保具は、 lできるものであり、具体的には、盟主盟基盈歪が 99.97%以上の全面形の面体を有する電動ファン付き呼.1%
吸用保護具のうち、漏れ率が 0以下（ JIST8157で定める漏れ率による等級が S級）であって、 (4）の方法により、労働者ごとに防護係数が 1,000以上であることが確認されたもの及び旦日担旦で定める指定,000以上の給気式呼吸防護係数が 1用保護具が該当すること。

（略）

(1）防じんマスク及び電動ファン｛寸き呼盟旦畳蓋且については、労働安全衛生法第 44条 の 2の型式検定に合格したものをイ吏用する必要があること。

(1）防じんマスクについては、労働安全衛生法第 44条の 2の型式検定に合格したものを使用する必要があること。

（以下略）

（以下略）

平成 26年 1月 10日付け基発 0110第 1号「「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」の改正について J新旧対照表
日！
？
彩jjlj紙 3
月JI
紙3
保護具の区分
保護具の区分
1 レ~ノレ 1
1 レベル 1
呼吸用保護具 防じんマスク又は電呼吸用保護具 防じんマスク又は電動ファンイ寸き呼吸用保護具
動ファンイサき呼吸用保護具
作業着等 粉じんの付着しにくい作作業着等 粉じんの付着しにくい作
業着、保護手袋等
業着、保護手袋等
安全靴
安全靴
保護帽（ヘルメッ卜）
保護帽（ヘルメット）
保護衣、保護靴、安全帯、耐熱服、溶接保護衣、保護靴、安全帯、耐熱服、溶接用保護メガネ等は作業内容に応じて適宜用保護メガネ等は作業内容に応じて適宜使用すること。
使用すること。
呼吸用保護具は、解体作業及び残留灰を呼吸用保護具は、解体作業及び残留灰を除去する作業においては、電動ファンイサき 除去する作業においては、電動ファンイ寸き呼吸用保護具の使用が望ましいこと。
呼吸用保護具の使用が望ましいこと。
なお、防じんマスクは、①型式検定合格
なお、防じんマスクは、①型式検定合格品であり、②取替え式であり、かっ③粒子 品であり、②取替え式であり、かっ③粒子捕集効率が 99.9%以上（区分 RL3又は RS3) 捕集効率が 99.9%以上（区分RL3又は RS3)のものを使用すること。また、電動ファン のものを使用すること。また、電動ファン
イ寸き呼吸用保護具は、①型式検定合格品で 付き呼吸用保護具は、① JIST8157に適合あり、②大風量形であり、かっ③粒子捕集 するものであり、②標準型であり、かっ③9.97%以上（区分PS3又は PL3）の 粒子捕集効率が 99.97%以上のものを使用
効率が 9すること。
ものを使用すること。

ケ（以下略）（以下略）