DATOS TÉCNICOS
Magnutom-5000

Magnutom-5000
Capacidad de corte

Altura x Largo

190 x 254 mm (7,5 x 10”)184 x 394 mm (7,2 x 15,5”) - COW sobre tabla
114 x 612 mm (4,5 x 24,1”) - COW bajo tabla

Diámetro

190 mm (7,5”)Longitud de corte

394 mm (15,5”) - COW sobre tabla
612 mm (24,1”) - COW bajo tabla

Disco de corte

Diámetro

508 mm (20”)

Diámetro de árbol

32 mm (1,26”)

Motor del disco decorte

Velocidad de rotación

1000-2500 rpm

Posicionamiento yalimentación

Rango de posicionamiento

X: 370 mm (14,6”)
Y: 394 mm (15,1”)
Z: 213 mm (8,4”)
R: 360o

Velocidad máx. de posicionamiento

X: 50 mm/s (2”/s)
Y: 70 mm/s (2,8”/s)
Z: 40 mm/s (1,6”/s)
R: 18o/s

Mesa de corte (fija)

Mesa de corte (mesax)

Mesa de corte (mesa x
con mesa giratoria)

Rango de alimentación de velocidad

0,05-10 mm/s en pasos de 0,05 mm (2-400 mils/s en pasosde 2 mils)

Ancho

751 mm (29,6”)

Profundidad

781 mm (30,7”)

Ranuras en T

12 mm (0,48”)Ancho

524 mm (20,6”)

Profundidad

781 mm (30,7”)

Ranuras en T

12 mm (0,48”)

TamañoOctagonal 493 mm (19,4”)

Ranuras en T

12 mm (0,48”)

Láser
Software y electrónica

Clase láser hasta 2 M
Controles

Panel táctil, palanca de mando, botones

Pantalla

TFT a color de 5,7”, 320 x 240 puntos con retroiluminación
LED

Normas de seguridad

Etiquetado CE de conformidad con las directivas de la UE

ALCANCE

Para obtener información sobre REACH, póngase en
contacto con su oficina local de Struers.

DATOS TÉCNICOS
Magnutom-5000

Magnutom-5000
Entorno deoperaciones

Suministro eléctrico

Temperatura ambiente - almacenamiento/transporte

5-40 °C (40-105 °F)/0-60 °C (32-140 °F)

Humedad - almacenamiento/transporte

10-85% de humedad relativa sin condensación/0-90% dehumedad relativa sin condensación

Tensión/frecuencia

3 x 380-480 V/50-60 Hz

Alimentación de entrada

3L + (N) + PE

Potencia S1

11 kW (14,7 CV)

Potencia S3 15 %16 kW (21,5 CV)

Intensidad, carga nominal

34 A

Corriente, máx.

48 A

Intensidad en amperios del motor o carga más grande

31 A

Sistema derecirculación
Categorías del circuitode seguridad/Nivel decumplimiento

Coolimat-2000

Protección interlock

PL dBloqueo del enclavamiento de la protección, acceso a cámara
de corte

PL c

Bloqueo del enclavamiento de la protección, marcha en inercia
después de PARADA

PL aBloqueo del enclavamiento de la protección, marcha en inercia
después de fallo de suministro eléctrico

PL aAccionamiento mantenido de ejes con supervisión develocidad

PL cSupervisión del velocidad del eje con accionamiento
mantenido

PL dParada de emergencia

PL c

Arranque no intencionado del sistema de fluido

PL b

EscapeCapacidad recomendada

700 m3/h (25000 ft3/h) a 0 mm (0”) medidor de nivel de agua.

Funciones avanzadas

Mesa X, automática

Sí, opcional

Estativo X, manualNo

Mesa rotatoria

Sí, opcional

Nivel de presión acústica de emisión ponderado A en lasestaciones de trabajo

LpA = 69,2 dB(A) (valor medido). Incertidumbre K = 4 dB(A)

Nivel de ruido

Medidas realizadas de conformidad con EN ISO 11202

DATOS TÉCNICOS
Magnutom-5000

Magnutom-5000
Dimensiones y peso

Ancho

1866 mm (73,5”)

Ancho (puerta delantera abierta)

1964 mm (77,3”)

Ancho (puerta lateral abierta)

2508 mm (98,7”)

Anchura (ambas puertas abiertas)

2605 mm (102,6”)

Ancho (con túnel)2180 mm (85,8”)

Profundidad

1462 mm (57,6”)

Altura1944 mm (76,5”)

Peso2650 kg (5840 lb)
Doc. nº: 16587750_B_es
Fecha de publicación: 2022.05.15