ペリフェラル領域のTRIを実現する

EVTに新たなEntry Siteの選択肢

患者さんの負担を減らし、すぐに歩ける喜びをテルモは、患者さんひとりひとりの病態に応じた適切な穿刺部選択や止血ケアをトータルな視点で行うことで、出血性合併症の低減と予後の質的向上を目指す、
Entry Site Management を提案しています。
R2P（Radial to Peripheral）は、EVT で TRI を可能にする治療システムで、穿刺部合併症の低減、術後の早期歩行、入院期間の短縮など、患者さんの QOL を向上する
1）2）ベネフィットを得られる可能性が挙げられます。

Reference:
1) Zoltán R, et al. TRIACCESS Study: Randomized Comparison Between Radial, Femoral,and Pedal Access for Percutaneous Femoro-popliteal Artery Angioplasty. J Endovasc Ther. 2021;1-11.
2) Patel T, et al. Utility of transradial approach for peripheral vascular interventions. J Invasive Cardiol. 2015; 27(6): 277-82. Review.

Radial to Peripheral solution

穿刺Glidesheath Slender™

ラジフォーカス™ ガイドワイヤーM

アクセス
オプチフラッシュ™

R2P SlenGuide™

穿刺から止血まで

R2P
Destination
Slender™

一連の手技の流れでトータルに価値を発揮する製品群をラインアップ。

Navifocus™ WRSenri™
R2P Crosstella™ RX
R2P Metacross™ RX治
R2P Misago™

止血TR Band™

療穿刺イントロデューサーキット

シース外径：7Fr.
シース外径 : 7Fr.

より低侵襲なTRIを目指して―
内径はそのままに外径のサイズダウンを実現●

内径をそのままに外径を細径化することで、血管への侵襲による橈骨動脈閉塞（Radial Artery Occlusion: RAO) など、合併症の低減を追求しました。

アクセス
血管造影用ガイドワイヤー

外径 0.035”

有効長 300cm/380cm

世界のインターベンションを支える
親水性ポリマーコーティング技術●●●

キンクしにくく、曲がり癖がつきにくいよう、コアにニッケルとチタンの超弾性合金を採用。
良好なトルク伝達性とPushabilityを追求しました。
コアをポリウレタンで被覆し、さらに湿潤時に良好な潤滑性をもたらす独自の親水性ポリマーをコーティング。カテーテルとの摩擦抵抗を低減することにより、スムーズな操作をサポートします。
血管への安全性を高めるために、先端は特に柔軟な構造を採用。先端は丸く加工しています。

血管造影用カテーテル

外径 4Fr.

有効長 150cm

独自の二層構造シャフトで操作性を追求●●

カテーテルシャフトの各層には異なるポリアミド素材を使用し、柔軟性とPushabilityの両立を目指しました。
血管内壁の損傷リスクを低減するため、カテーテル最先端部には柔軟な素材のソフトチップを採用しています。

Radial to Peripheral solutionガイディングカテーテル

外径 7Fr.

有効長 120cm / 150cm

診断/治療の多様なデバイスを病変部までスムーズに誘導●

Trackability向上のために、先端に親水性コーティングを塗布しています。

ガイディングシース

本体内径 6Fr.

有効長 119cm / 149cm

スムーズなデバイス操作と血管追従性を追求●●

ダイレーターとカテーテルの段差を少なくし、先端部に親水性コーティングを採用。
スピーディで効率的なアクセスをサポートします。
カテーテルに止血弁をプレコネクトしました。取り外しも可能です。

治療

血管内超音波診断カテーテル

より安全な観察を追求した
IVUSカテーテル●

先端から9mmの位置にセンサーをセット。

●

親水性コートの耐久性を向上しました。

有効長 154cm

0.014” ワイヤー使用時のみ併用可能

PTA拡張カテーテル

カテーテル有効長 150cm

0.014", 0.018" ワイヤー使用時のみ併用可能

RX

下肢血管病変にストレスなくアクセスRXタイプのPTAバルーン●

良好な通過性を発揮するため、硬めの基部シャフト、柔軟なバルーン、親水性の高いコーティングの両立を目指したデザイン設計。

PTA拡張カテーテル

シャフト外径 4Fr.

カテーテル有効長 200cm

RX

多様化するPeripheral領域における高い汎用性を追求した0.018”バルーン●●

末梢領域で求められるPushabilityとCrossabilityを提供するため、高いシャフト剛性と良好な追従性の両立を目指したシャフトバランス設計。
汎用性の高いRapid Exchangeタイプを採用。

PTA拡張カテーテル

適合シース 6Fr.

カテーテル有効長 200cm

RX0.035" バルーン国内唯一*のRapid Exchange Type
病変部への潜り込みとPushabilityで高い通過性を追求●

Pushabilityを追求するために、手元側シャフトを大径化しました。

●

病変部への潜り込みを可能にするためバルーンプロファイルを細径化しています。

* テルモ株式会社調べ（2022年2月)

Radial to Peripheral solution

自己拡張型ペリフェラル用ステント

適合シース 6Fr.

カテーテル有効長 200cm

RX

liacへの正確留置をシンプルな操作で●●9zigzag 3link

屈曲病変が多い腸骨動脈に適応したRX型ステント。
ステントに要求される拡張力、耐キンク性を達成するために、9および10mm径のステントは、ステント径の拡大に伴って9 zigzag からなるユニットを繰り返すデザインとしました。

止φ9、φ10 mm

血橈骨動脈用止血器
TM

患者さんの痛みを和らげながら確実な止血を行えるように配慮した橈骨動脈用止血器●●

大小2段バルーンで圧迫力を方向付けることで、正中神経・橈骨神経への圧迫を回避し、痛みの低減を目指しました。
手首の形状にフィットする湾曲支持板を採用。

イントロデューサーキット
カテーテル有効長：200cm

導入針
ガイドワイヤーゲージ
長さ(mm)
先端形状
外径（inch） 全長(cm)2225
ショートアングル
0.021
80
スライディショートアングル
ングパート
20320.025
80
サーフロー
2032
アングル0.025親水性コート
80
コート材（ウレタン樹脂 有表面は親水性ポリマーコーティングされている）
162032
ストレート
0.025
45
22
32
ショートアングル
0.021
80
TIF
2232
ショートアングル
0.025
80

シース
外径（Fr.） 有効長(cm)

コード番号
SJ-AS7D16H
SJ-AS7G16H17
SJ-AS7X16A17
SJ-AS7X16S21
SQ-AS7D16H
SQ-AS7J16H

7Mコート

内芯（超弾性合金）
一般的名称：心臓用カテーテルイントロデューサキット 販売名：グライドシーススレンダー 医療機器承認番号：22500BZX00524000

構造図

ダイレーター

共通商品コード（JAN)

種類

ハウジング

4987350134219
4987350137258
4987350139412
4987350139856
4987350139894
後端
4987350146151

チップ

シース

カテーテル有効長：200cm
三方活栓
深度マーカー：90cm、120cm、150cm

適合シース：6Fr.
適合ガイドワイヤー：0.035”

血管造影用ガイドワイヤーガイディングカテーテル

コード番号
親水性コート長：30cm
RF-PA35303
RF-GR35303
RF-GA35383
RF-PA35383
RF-PR35383

外径（inch/mm)

全長（cm)

カテーテル有効長：200cm

3000.035/0.89

カテーテル有効長：120cm、150cm

380

インナーガイド

一般的名称：心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ 販売名：ラジフォーカスガイドワイヤーM

構造図

先端柔軟部

共通商品コード（JAN)

シャフト強度

先端形状

スティッフ
スタンダードスタンダードスライディングパート
スティッフ
スティッフ

アングル
4987350556318
1.5mmJ
4987350624918
アングル耐キンクプロテクター
4987892041075
アングル
4987892041150
ウイングハブ
親水性コート1.5mmJ
4987892041198

医療機器承認番号：16000BZZ00787000

基部

コート材（ウレタン樹脂 表面は親水性ポリマーコーティングされている）

チップ
後端

内芯（超弾性合金）ダイレーター

ハウジング
面ファスナー

カテーテル有効長：200cm

シース
内圧確認用バルーン

止血ベルト

適合シース：6Fr.

深度マーカー：90cm、120cm、150cm

血管造影用カテーテル
適合ガイドワイヤー：0.035”

コード番号
ガイディングカテーテル
RQ-4MCPA6TT
RQ-4AP458T
親水性コート長：30cm
RQ-4JR400T

逆止弁付き
空気注入口

三方活栓

外径
（Fr./mm)

全長（cm)

4/1.40

150

側孔数

湾曲支持板

止血バルーン（小）
68
止血バルーン（大）None

一般的名称：中心循環系血管造影用カテーテル

販売名：オプチフラッシュ 医療機器承認番号：21100BZZ00281000

構造図

カテーテル有効長
カテーテル有効長：200cm ：120cm、150cm

先端形状

共通商品コード（JAN)

面ファスナー
下肢用マルチカーブ
アングルド・ピッグテール145°
JR-4.04987350633477
4987892073212
4987350691095

耐キンクプロテクター

カテーテル本体チューブ

ウイングハブインナーガイド
先端柔軟部

スライディングパート
基部

ソフトチップ

親水性コート耐キンクプロテクター

ウイングハブチップ

面ファスナー

内圧確認用バルーン

止血ベルト
カテーテル有効長：200cm

適合シース：6Fr.

深度マーカー：90cm、120cm、150cm

逆止弁付き
空気注入口

Radial to Peripheral solution

カテーテル有効長：200cm

ガイディングカテーテル
適合シース：6Fr.
適合ガイドワイヤー：0.035”

深度マーカー：90cm、120cm、150cm

コード番号

カテーテル有効長(cm)

カテーテル外径（Fr./mm）

カテーテル内径（mm）

先端形状

親水性コート長(cm)

最大適合ガイドワイヤー径(inch/mm)

共通商品コード（JAN)

WG-S7ST1L23J
WG-S7ST1L53J

120
1507/（先端：2.43、基部：2.37）

2.2

ストレート

300.035/0.89

4987892046650
4987892046599

一般的名称：中心循環系ガイディング用血管内カテーテル

構造図

販売名：R2Pスレンガイド 医療機器承認番号：22900BZX00060000

ガイディングカテーテル
親水性コート長：30cm

カテーテル有効長：120cm、150cm

耐キンクプロテクター

ウイングハブインナーガイド
先端柔軟部

基部

ガイディングシース
面ファスナー

内圧確認用バルーン

止血ベルト

コード番号

カテーテル
有効長(cm)

本体内径(Fr.)

GS-R6ST1C12W

119

6GS-R6ST1C15W

149

6

一般的名称：中心循環系ガイディング用血管内カテーテル

親水性コート長(cm)

先端形状

119

ストレート

販売名：R2PデスティネーションSL

構造図

最大適合
ガイドワイヤー径(inch/mm)
0.038/0.97

149

共通商品コード（JAN)
0389701011547
0389701011561

医療機器承認番号：23000BZX00186000

湾曲支持板

止血バルーン（小）

面ファスナー

止血バルーン（大）

親水性コート長：119cm、149cm

逆止弁付き
空気注入口

三方活栓

カテーテル本体チューブ

ソフトチップ
耐キンクプロテクター

ウイングハブ
ダイレーター

血管内超音波診断カテーテル

コード番号

周波数

TU-40N2515

40MHz

一般的名称：中心循環系血管内超音波カテーテル

シャフト径
先端（Fr.）/基部（Fr.）
2.5/3.2
販売名：イントラフォーカスWR

カテーテル有効長（cm）

推奨適合ガイドワイヤー径（inch/mm）

接続用付属カバー

共通商品コード（JAN)

1540.014/0.36mm

ユニットカバー

4987350613639

医療機器承認番号：21800BZZ10060000

構造図

外径（先端部）2.5Fr.（0.83mm）
有効長 154cm

外径（基部）3.2Fr.（1.06mm）
深度マーカー（先端から90cm,100cm）
有効長 154cm

PTA拡張カテーテル

コード番号

バルーン径（ｍｍ）

バルーン長（ｍｍ）

2.040

4987350482150

1004987350482075

204987350482518

BD-J2020L

カテーテル有効長（cm）

適合シース（Fr. /mm）

推奨拡張圧（atm/kPa）

最大拡張圧（atm/kPa）

20

BD-J2040L
BD-J2010L
BD-J3020L
BD-J3040L

3.0

BD-J3010L

4987350482112

404987350482556

1004987350482471

外径（先端部）2.5Fr.（0.83mm）

BD-J4020L

20

BD-J4040L

4.0

100

BD-J5020L

205.0

40BD-J5010L

100

BD-J6020L

4987350482914

4/1.35
有効長 154cm

40BD-J4010L
BD-J5040L

4987350482952
14/1418

1508/810

4987350483072

BD-J6010L
BD-J7020L

有効長 154cm

BD-J7040L

7.04987350483270

204987350483515
4987350483553

5/1.68100BD-J8020L

4987350483355

100
40

BD-J7010L

4987350483478

208.0

BD-J8040L

4987350483317

深度マーカー（先端から90cm,100cm）
40

6.0

12/121540

一般的名称：バルーン拡張式血管形成術用カテーテル

4987350482877
4987350483119
4987350483157

外径（基部）3.2Fr.（1.06mm）

20BD-J6040L

共通商品コード（JAN）

4987350483676
4987350483713

販売名：センリ 医療機器承認番号：22100BZX01012A02

構造図
Hydrophilic coating at distal 45cm
30cm

0.6 mm（0.024”）

1.27mm（3.8 Fr.）1.12mm (3.4 Fr.)
カテーテル有効長：1500mm
最大ガイドワイヤー径：0.46mm（0.018”）

PTA拡張カテーテル

コード番号

バルーン径(mm)

バルーン長(mm)カテーテル
有効長（cm）

適合シース(Fr.)

推奨拡張圧
(atm)

最大拡張圧
(atm)

共通商品コード(JAN)

BD-Q30100ER

3100

4BD-Q40040ER

44044540778175013

BD-Q40100ER

410044540778175372

BD-Q40200ER

4200

44540778175730

BD-Q50040ER

5404

BD-Q50100ER

5100

BD-Q50200ER

5200

54540778175754

BD-Q60040ER

64044540778175051

BD-Q60100ER

610054540778175419

BD-Q60200ER

6200

54540778175778

一般的名称：バルーン拡張式血管形成術用カテーテル

200

販売名：クロステラRX

44540778175358

814

医療機器承認番号：30100BZX00115000

構造図
カテーテル有効長：200cm

適合シース：4Fr. / 5Fr.
適合ガイドワイヤー：0.018”

深度マーカー：90cm、120cm、150cm

4540778175037
4540778175396

三方活栓

Radial to Peripheral solution
PTA拡張カテーテル

コード番号

バルーン径（mm）

バルーン長（mm）

カテーテル有効長（cm）

適合シース（Fr./mm）

推奨拡張圧
(atm)

最大拡張圧
(atm)

共通商品コード（JAN)

BD-P30040ER

3.0

4010204540778166417

BD-P30100ER
BD-P40040ER

3.0
4.0

100
カテーテル有効長：200cm
40101020204540778166776
4540778166431
4540778166790

BD-P40100ER

4.0

1001020

BD-P50040ER

5.0

4010184540778166455

BD-P50100ER
BD-P60020ER

5.0
6.0

1002010
スライディングパート 818148

親水性コート14

4540778166813
4540778166356
4540778166479

8814
14

4540778166592
4540778166837

BD-P60040ER

6.0

40

BD-P60060ER
BD-P60100ER

6.0
6.0

60
100

200

6/2.0

BD-P70020ER

7.0

208

14

4540778166370

BD-P70040ER

7.0

40814

チップ
4540778166493

BD-P70060ER
BD-P70100ER

7.0
7.0
8.0
8.0

60
100
2040888814141212

4540778166615
4540778166851
4540778166394
4540778166516

BD-P80020ER＊
BD-P80040ER＊＊ 受注生産品：受注生産品の在庫については弊社担当にお問い合わせください。
一般的名称：バルーン拡張式血管形成術用カテーテル 販売名：メタクロスRX 医療機器承認番号：22700BZX00383000

構造図

カテーテル有効長：200cm

深度マーカー：90cm、120cm、150cm

適合シース：6Fr.
適合ガイドワイヤー：0.035”

ガイディングカテーテル
親水性コート長：30cm

自己拡張型ペリフェラル用ステント
カテーテル有効長：120cm、150cm

コード番号インナーガイ
適応ド

ステント径
(mm)

SX-LMA0640RN ＊＊先端柔軟部
SX-LMA0660RN
Iliac/SFA
SX-LMA0680RN ＊SX-LMA06X0RN ＊SX-FMA06X2RN ＊SFASX-FMA06X5RN ＊SX-LMA0740RN
SX-LMA0760RN
SX-LMA0780RN ＊SX-LMA07X0RN ＊SX-FMA07X2RN ＊SX-FMA07X5RN ＊SX-LMA0840RN
SX-LMA0860RN
SX-LMA0880RN
SX-LMA08X0RN
SX-IMA0940RN
SX-IMA0960RN
SX-IMA1040RN
SX-IMA1060RN

先端シャフト径(mm)

適合シース
(Fr.)

40
6

Iliac/SFA
7
SFA

ステント長（mm）

面ファスナーIliac/SFA

8Iliac9Iliac10120
150
406080100
40604060

カテーテル
有効長(cm)

最大適合
ガイドワイヤー径(inch/mm)

ウイングハブ

共通商品コード(JAN)
4987892051456

基部6080100120150
406080100

耐キンクプロテクター

最小適合
ガイディングカテーテル
内径 (mm)4987892051470
4987892051494
4987892051517
4987892051654
4987892051678

2.06

6

止血ベルト

2.16

200

0.035/0.89

4987892051531
4987892051814
4987892051555
4987892051838

内圧確認用バルーン 4987892051692
逆止弁付き
4987892051715
空気注入口
4987892051579
4987892051593
4987892051616
4987892051630
4987892051739
4987892051753
4987892051777
4987892051791

一般的名称：血管用ステント 販売名：ミサゴ 適応：「SFA」 医療機器承認番号：22400BZX00463000＊ 受注生産品：受注生産品の在庫については弊社担当にお問い合わせください。
一般的名称：腸骨動脈用ステント 販売名：ミサゴ2 適応：「SFA/Iliac」「、Iliac」 医療機器承認番号：23000BZX00110000

湾曲支持板

構造図

止血バルーン（小）

面ファスナー

止血バルーン（大）
カテーテル有効長：200cm

カテーテル本体チューブ

スライディングパート
親水性コート

ソフトチップ
深度マーカー

耐キンクプロテクター

チップ
ウイングハブカテーテル有効長：120cm、150cm

耐キンクプロテクター

インナーガイド
先端柔軟部

橈骨動脈用止血器

コード番号

共通商品コード（JAN)

XX-RF06

4987350451439

一般的名称：止血用押圧器具 販売名：TRバンド
医療機器届出番号：13B1X00101000001

Radial to Peripheral solution

基部

面ファスナー

ウイングハブ

内圧確認用バルーン

止血ベルト

逆止弁付き
空気注入口

構造図

湾曲支持板

止血バルーン（小）

面ファスナー

止血バルーン（大）Radialから下肢へ

カテーテル本体チューブ-R2Pシステムでアプローチを実現

ソフトチップ

穿刺Glidesheath
Slender™

アクセス治

R2P
ラジフォーカス™
オプチ
R2P
Destination
ガイドワイヤーM フラッシュ™ SlenGuide™ Slender™

耐キンクプロテクター

療Navifocus™
R2P
R2P
WR
Senri™ Crosstella™ RX Metacross™ RX

R2P
Misago™

止 ウイングハブ
血TR Band™

120cm

150cm

200cm

※詳細は電子添文をご参照ください。

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1

www.terumo.co.jp

記載されている社名、各種名称は、テルモ株式会社および各社の商標、または登録商標です。
©テルモ株式会社2022年4月
22T116-1CB2CB2204