04/2023 Ver1.0

AVR Series

Video Analyzer

アナログビデオアナライザ

Analog Video Analyzer

ＡＶＲ－１７００

模拟视频分析仪

Rear panel

extended image

D W426×H85×D400 mm W 7.5 kg※ 突起物、脚を除く● World Power
Ethernet RS-232C●概要USB

GP-IB

Outline / 概 要

AVR-1700は、アナログ信号用映像機器の調整および検査の自動化を目的としたビデオ信号計測器です。
The AVR-1700 is a video signal measuring instrument that aims to automate the adjustment
and inspection of video equipment for analog signals.
AVR-1700 是一款视频信号测量仪器，旨在自动调整和检查视频设备的模拟信号。

特長Features / 特 长● NTSC方式の映像信号を解析することが可能
It is possible to analyze NTSC video signals
可以分析 NTSC 视频信号

● バーストキャリア周波数測定
Burst carrier frequency measurement.
色同步载波频率测量● イーサネット、RS-232C、GP-IB、USBの４つの通信方式に対応
Supports four communication methods: Ethernet, RS-232C, GP-IB, and USB
支持四种通讯方式：Ethernet、RS-232C、GP-IB、USB● オプションボードを搭載することでルミナンスノイズを測定することが可能です
Luminance noise can be measured by installing an option board
可以通过安装选件板来测量亮度噪声

● AVR-1700制御ソフトウェア付属(実行にはNATIONAL INSTRUMENTS CORP. のNI-VISAをご用意ください。)
AVR-1700 control software included(Please prepare NI-VISA of NATIONAL INSTRUMENTS CORP.)
包含 AVR-1700 控制软件(请准备美国国家仪器公司的NI-VISA)AVR-1700 仕 様 / Specification
基本仕様

Basic specification

カラー方式
信号形式

Color television system
Signaling type

レベル測定

Level measurement

位相測定
ピーク測定
S/N測定
測定確度
同期種類
同期レベル
カラーバースト信号
設定分解能
測定フィールド
加算平均回数
演算種類
モニタ出力

Phase measurement
Peak measurement
S/N measurement
Measurement accuracy
Sync. TypeSync. Level
Color burst frequency
Setting resolution
Measurement field
Repeat of arithmetic mean
Arithmetic type
Monitor outputs

一般仕様：NTSC (Only)：Composite video signal：Y/C separation signal：Luminance / Crominance / Burst/ Sync.（Horizontal sync.）/ DG：Crominance / DP：Peak to peak / Peak / -Peak：Luminance noise (Option)：Level：±8mV、Phase：±1°/ Peak：±16mV：Int/Ext：From 0.15V to 0.6V
：3.579545MHz±200Hz（NTSC)：74nsec（H.direction） / 1 line（V.direction）：Odd fields、Even fields、Odd&Even fields：OFF / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 Field：Average：Input signal + Meas. Marker

General specification

インターフェース

Interface

電源
外形寸法・質量動作温度範囲
性能保証温度範囲

Power requirements
Dimension&Weight
Operating temperature range
Guarantee temperature range： GP-IB (IEEE488)
Ethernet (10/100BASE-TX)
RS-232C
USB：AC100 to 240V±10%、 50/60Hz：W426×H85×D400 (mm) *、 Approx. 7.5kg：0 to +50℃：+10 to +35℃
* Protruding parts not included．

ルミナンスノイズ測定仕様 Luminance noise measurement （Factory Option for AVR-1700N）
測定範囲
測定エリア

Measurement range
Measurement area

ザグ
補正（ALC)
HPF
LPF
その他フィルタ

Zag
Compensate（ALC)
HPF
LPF
Others：-10～-86dB：Standard specifications
Cursor size H=25us / V=120Line (fixed)：'CA' option specifications
Cursor size H=8.0us / V=60Line (default)
Movement range
H direction 17 to 47us / V direction 60 to 150Lines：H derection / V derection：50%White / 100%White：100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 200kHz：500Hz / 1MHz / 3MHz / 4.2MHz / 5MHz / OFF（Through)：fsc trap / Weighting（CCIR567)

オプション指定と製品型番 Option setting out a product part number

AVR-1700[1][2]-[3][1]

Ｎ： ノイズ測定機能付き (With noise measurement function)
None： ノイズ測定機能なし (Without noise measurement function)[2]

V： V-1310V01 コマンド及び測定定数互換 (Command and measurement constant compatible)
None： エービーオーオリジナル (A.B.O original)[3]

CA： ノイズ測定位置変更可能 (Changeable noise measurement position)
None： ノイズ測定位置固定 (Cannot change noise measurement position)

株式会社エービーオー

Ａ.Ｂ.Ｏ Ｃｏ.,Ｌｔｄ

http://www.abonet.co.jp , E-Mail : info@abonet.co.jp〒215-0023 神奈川県川崎市麻生区片平１－４－１

TEL 044-952-1141 / FAX 044-965-2828

Zip code, 215-0023 1-4-1, Katahira, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken,JAPANTelephone +81-44-952-1141 / Fax +81-44-965-2828