GC トラブルシューティングを簡単に

Agilent CrossLab CS リークディテクタ
および ADM フローメータカートリッジシステム

最大流量での GC 分析がこれまで以上に簡単にご存じのように、リークは消耗品の破損を招くほか、不正確な結果やブランク結果の原因となることがあります。また、GC 流路は、詰まりや検出器の点火の問題などの影響を受けやすく、どちらも感度の低下につながる可能性があります。

これらの問題を防ぐために、フローメータとリークディテクタを別々に使用しているかもしれませんが、両方の機能を 1 つのツールで使えるとしたらどうでしょうか？それが可能になったのです。

2

Agilent CrossLab CS（カートリッジシステム）リークディテクタおよび ADM フローメータ

カートリッジシステムをご紹介します。最も重要な 2 つの GC 流路モニタリングタスクが、1 台のハンドヘルドシステムに統合されており、次のような利点を得られます。

– オールインワンシステムの利便性：カートリッジベースの設計により、リーク検出と流量測定の機能を 1 台の優れた GC 診断ツールへと組み合わせました。

– 使いやすさ：カートリッジを変えるだけで、フローメータとリークディテクタの機能を切り替えられます。

– 高感度：TCD センサがヘリウム、水素、大きな窒素のリークを測定し、ガス組成の変化を検出できます。

– コストの削減：フローメータとリークディテクタが 1 台にまとまっているため、コストの節約になります。

3

1 台 2 役でラボの作業を効率化

GC 流路の問題で、ラボの生産性が低下することはもうありません。CrossLab CS リークディテクタおよび ADM フローメータ

カートリッジシステムでは、2 つの重要な GC 診断ツールが、便利でコストパフォーマンスに優れた 1 つのパッケージにまとまっています。

現在 Agilent ADM フローメータをご利用の方も、ご心配なく。簡単なファームウェア更新で、リークディテクタカートリッジを問題なくお使いいただけます。

使いやすく管理も簡単

カートリッジの交換

ファームウェアのアップグレード– 電源/モードボタンを 3 秒間長押しし、電源をファームウェアが適切な状態かどうかを心配する必要はあ– 両方のつまみネジを緩め、古いカートリッジをタと USB 接続を使用して、数分でアップグレードを完了で落とします。

持ち上げてホルダから取り外します。

– ホルダに新しいカートリッジを挿入します。
2 つのつまみネジを手で締めます。

– 必要に応じて、新しいフレキシブルチューブを取り付けます。

4りません。最新バージョンがリリースされたら、コンピューきます。そのため、将来のシステムのニーズに対応し、最新の機能を活用することができます。

カートリッジ交換でキャリブレーションを簡単にフローメータの再キャリブレーションのために、書類に記入してから発送するのは面倒ですし、返却までに何週間も待つのはストレスがたまります。

Agilent ADM フローメータ なら、NIST トレーサブル標準による再キャリブレーションのために発送する必要はありません。

キャリブレーション済みのカートリッジを注文すれば、ご自身で数分で交換できます。

リークディテクタの特長
迅速

応答時間は 2 秒、ゼロ化時間は 1.5 秒未満

フローメータの特長
ダウンタイムなし

配送費用が不要。フローメータカートリッジをラボ内で交換することで再キャリブレーションが 完了することで、NIST 認証 を継続的 に 保

手間が不要

アップデート可能 な USB ファームウェアと簡単に交換できるカートリッジシステム

確実な測定

0.003 mL/min 感度（ヘリウム）、見やすい
OLED ディスプレイ、49.9 dB ビープ音

持。ラボ外への発送は不要です。

コスト削減

書類作成、梱包にかかる時間のほか、フローメータ返却まで待つ時間を節約します。

使いやすさ

予定外の修理やファームウェアのアップグレードにかかる料金に悩む必要がなくなります。

5

Agilent イナート GC フローパス
検出下限をさらに引き下 げ、活性化合物を確実に定量

12ウルトライナートライナ

6

低い表面活性と再現性の高いサンプル気化性能を実現します。

ウルトライナートゴールドシール

7

リークのないシールを実現し、UltiMetal Plus フレキシブル

8

メタルフェラル

高価なアップグレードやアダプタなし。

不活性 MS イオン源

質量分析計に到達した分析対象物に対して、比類のない感度を実現します。

ウルトライナート GC カラム

9

超低ブリードと一貫した高不活性度をイナートフローパススプリット/スプリットレス注入口

吸着や分解が生じないよう各ウェル実現するため、厳しくテストされています。

5

セルフタイトカラムナット

手締めでリークのない接続を実現します。

流路に活性点を作らないフェラルです。

4

カラムの使用状況、構成、使用年数、温度、注入回数の情報を収集します。

活性化合物の吸着を抑えます。

3Agilent J&W カラムスマートキー

ドメントの金属面が処理されています。

ガスクリーンフィルタ

汚染物質を除去し、高品質のガスを流します。

519827
詳しく見る：

www.agilent.com/chem/inert

66
43

仕様と製品情報
フローメータカートリッジの仕様
パラメータ

値

精度

± 2 % または ± 0.2 mL/min のいずれか高い値

流量範囲

0.5～750 mL/min、オートレンジ

チューブ温度範囲-62～110 ℃

使用時温度範囲

0～45 ℃

保管時温度範囲-25～45 ℃

リークディテクタカートリッジの仕様
パラメータ

値

使用時温度範囲

0～45 ℃（結露しないこと）

感度*

ヘリウム 0.003 mL/min（大気中）

保管時温度範囲-15～50 ℃* 室温 20～24 ℃、標準的な大気圧で校正リークソースによって確認された場合

メインフレームの仕様
パラメータ

値

ディスプレイ

128 × 64 ピクセル白黒、16 グレイスケール

電力

寸法
重量

単 3 電池 3 本（アルカリ）または USB 電源

201 mm x 88 mm x 48 mm
420 g

製品情報
説明

CrossLab CS ADM フローメータ：ハンドヘルドユニット x １，フローメータカートリッジ x 1 を含む
ADM フローメータ交換用カートリッジ

リークディテクタカートリッジ x 1 を含む
CrossLab CS リークディテクタ：ハンドヘルドユニット x 1、

部品番号
G6691A
G6692AG6693A

リークディテクタ交換用カートリッジ

G6694A

ハンドヘルドユニット x 1、フローメータカートリッジ x 1、CrossLab CSリークディテクタカートリッジ x 1、

G6699A

CrossLab CS バンドル：ADM フローメータ およびリークディテクタ：キャリングケース x 1 を含む

7

「見えない価値」を「目に見える成果」へ

Agilent CrossLab は、サービスと消耗品を統合し、お客様のワークフローのサポート、生産性の向上や運用効率の向上を実現するためのお手伝いをさせていただきます。すべてのやり取りにおいて、お客様が目標を達成するのに役立つ見えない価値を提供させていただきます。メソッドの最適化とトレーニングからラボ全体の移設と運用分析までの幅広い製品とサービスを提供することにより、お客様が機器とラボを管理して最高の性能を実現できるようお手伝いをさせていただきます。

CrossLab の詳細については ホームページ をご覧ください。

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

DE44466.4394791667
アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2022
Printed in Japan, January 1, 2022
5994-3607JAJP