正 確 なビジュアルカラーコミュニケーションのため のSpectraLightSPL QC / Judge QC
エスピーエル QC

ジャッジ QC

色評価ビューイングブース
マクベス標準光源装置
https://www.xrite.com/categories/light-booths

WEN
交換用ランプでLED光源に対応!
LED-BH1 タイプ（4000K）

ASTM・AATCC・ISO・BSI

さまざまな国際規格に適合した
目視評価検査装置の決定版

プラスチック・テキスタイル・ペイント
色の正確な目視評価とカラーコミュニ
CIE 昼光イルミナントに最も近似した
昼光イルミナントに最も近似した
プロフェッショナル用標準光源
D65 イルミナントとSPL QC デイライトの分光分布比較

LED の分光分布

3.0

3.0

2.5

2.5

2.0

2.0

1.5

1.5

D65 イルミナントに近い分光分布

1.00.50.0350

400

450500550600SPL QC
LED や蛍光灯による昼光にはスパイクが存在

1.00.56507000.0350400450500550600650700

昼光用の標準光源は、その分光分布が D65/D50 のイルミナントといかにマッチしているかが重要です。
スパイクの無い分光分布を持つ SPL QC の昼光光源は最高品質 A グレードの昼光をお届けします。

SPL QC の主な特徴

クライアント

↔
共通の観察環境を• タングステン（ハロゲン）＋昼光フィルタによるスパイクの無い高品質な昼光• メタメリズムの問題を素早くチェックする 7 つの光源
• 最高ランクの条件等色指数グレード• 安定した照度を確実にする照度のセルフコントロール• 工場出荷時にキャリブレーション済み（校正証明書付き）• 調整可能な UV レベル

あなたの正しくコミュニできていま• ブランドオーナーのプロファイルを作成・保存• 光源ヘッドを分離可能で吊り下げ設置可能• パフォーマンスデータをシェアするレポート機能• 機器のプログラミングでユーザー操作、レポー ト作成を簡素化• 昼光遮光フィルタによる色度シフトの無い照度調整• ランプの交換時期がわかるランプタイマー内蔵（各光源）

メタメリズムタメリズム（条件等色）（条件等色）
メタメリズムとは、ある照明のもとで同じに見えていた基準色とサンプル色が、照明条件が変わると違って見える現象をいいます。

関連製品

この現象は隠れた大きなトラブルの原因となり得ますが、１つの照明だけではチェックすることができません。
SPL QC/Judge QC では異なるタイプの照明を切り替えて観察できるためメタメリズムによるトラブルを事前に発見することが可能です。

Harmony Roomハーモニールーム

SPL QC の光源ヘッド部 を複 数 台カスケード
接 続し、天 井 から吊下げ ることで、部 屋 全 体を大きな標準光源装置に拡張することができます。自動車など大きな製品の安定した目視評価を可能にします。

ント・グラフィックス、あらゆる素材のュニケーションのための標準観察光源
高い演色性を実現する７つの蛍光体を使用し高い演色性を実現する７つの蛍光体を使用した
た
高品位
品位標準光源
標準光源

Judge QC

デイライト光源品質グレード条件
品質グレードSPL QCCIEL*a*b*

CIEL*u*v*< 0.25< 0.320.25-0.50

0.32-0.65

ABC

Judge QC

高品質

条件等色指数

0.50-1.00

0.65-1.30

D1.00-2.00

1.30-2.60

E> 2.00> 2.60昼光光

なグレ

源ではードの条件等色重要です。

指数がCIE 51.2 や ISO3664、JIS Z8720/8723 では、デイライト光源の品質を条件等色指数で評価することを推奨しています。デイライトでの正しい色評価のためには条件等色指数の高いグレードのデイライトを選択しましょう !

↔ サプライヤーをシェアしよう !

Judge QC の主な特徴• ７つの蛍光体を使用した蛍光灯による高演色性デイライト• メタメリズムの問題を素早くチェックする 5 つの光源
• 高い条件等色指数グレード• ランプの交換時期がわかるランプタイマー内蔵• 工場出荷時にキャリブレーション済み（校正証明書付き）の色はニケーションますか？

• デュアル昼光モデルなら D65 と D50 の昼光を切り替えて使用可能• ISO3664 2009 準拠で蛍光増白剤用紙の M1 カラーマネージメントにも対応• コンパクトサイズの省スペースブース*「LED-BH1」とは：Blue ハイブリッドの LED タイプで、演色性の高い LED タイプになります。
SPL QC / Judge QC で は スー パ ー マー ケ ット な ど で よく使 用 さ れ る
4,000K の LED-BH1 を用意しました。

PantoneLIVE Lighting Indicator

パントンライブ ライティング インジケータ
色を評価する照明が正しい条件の照明かどうかを簡単に判定するカラーチップ。
D50 と D65 の２タイプを提供。

エフエム ワンハンドレッド

Ci60/62/64

シーアイ シリーズ
高 精 度 積 分 球 タイプ 分 光 測 色 計
Ci60 シリーズは 色 の目視 評 価を数値管理でサポートします。

FM 100正しい昼光

正しくない昼光

目視評価のパフォーマンスには個人的な差が存在します。
FM 100 では色評価担当者のパフォーマンスをプロファイル 化することで、目視評価の信頼性を確実にすることができます。

SPL QC ラインナップ型

昼番

D50

蛍光灯

D65U30○SPQS50AADEN7○

SPQS65AADEN7
SPQS50AABEN7○SPQS50ABDEN7○

製品仕様

光U35

TL84 CWFSPQS65ABDEN7○

Horizen

UV

○

○

○

○

観察範囲（高さ x 幅 x 奥行き）

580 x 900 x 580 mm

380 x 635 x 470 mm

○

○

○

○

○

○

○

○

○

製品重量

50.5 kg( ヘッド部：40.5kg / ブース部：10.0kg）

27 kg

○

○

○

○

出荷時重量１個口（ 32kg ）

○

○

○

○

２個口
（ ヘッド部：約60kg / ブース部：約 30kg ）○○○○光源数○○○○○○SPL QC 用交換ランプパーツリスト
パーツ番号品SPQ-L/DH2

昼光 & 日没光 , 500W 2 ランプ

SPQ-L/DH4

昼光 & 日没光 , 500W 4 ランプ

SPQ-L/A1Inc A - ハロゲン , 300W 1 ランプ

SPLQ-L/UVCE2UV 36", 2 ランプ

SPQ-L/CWF2

CWF 36", 2 ランプ

SPQ-L/U302

U30 36", 2 ランプ

名U35 36", 2 ランプ
U30, U35 交換用ランプキット

SPQ-LK/3084CWF

U30, TL84 交換用ランプキット

SPQ-LK/3584CWF

U35, TL84 交換用ランプキット

SPQ-L/LED4WM

LED-BH1 タイプ 交換用ランプ

蛍光管ランプ

対応光源タイプ

昼 光： D50 ／ D65
蛍光灯： CWF／ UVA ／ U30 ／U35 ／ TL84
白熱灯： CIE A ／日没光
紫外光：UVA
LED：４WM（CIE-BH1 タイプ）

昼光 ：D50 ／ D65
蛍光灯：CWF ／ TL83 ／ TL84 ／U30 ／ U35
白熱灯：CIE A
紫外光：UVA
LED：４WM（CIE-BH1 タイプ）

ISO：3664, 3668, 13076, 23603
AATCC：EP9
ASTM：D1729
SAE：J361
DIN：6173
CIE：S012/E, 51.2
BSI：BS 950 Pt.2

蛍光灯

白熱灯 紫外線

D50

D65

U30

U35

TL84

CWF

A

UV

JQCDDCWF**○○---○○○JQCD50830○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

ISO：3664
AATCC：EP9
ASTM：D1729
CIE：S012/E, 51.2BSI：BS 950 Pt.2〇〇

減衰量：25%/50%/75%
昼光遮光フィルタ（アッテネータ）
D50：50% 標準（25%・75% オプション）
による照度調整D65：25% 標準（50%・75% オプション）ー

照度レベルセンサー〇ー

照度レベル調整（蛍光灯）〇

ーウォームアップ時間不要

3分

昼光・白熱灯：400 時間
蛍光灯：4,000 時間

白熱灯：400 時間
昼光・蛍光灯：2,000 時間〇（校正証明書付き）〇（校正証明書付き）

工場出荷時キャリブレーション済光○

タングステン（ハロゲンランプ）＋昼光フィルタ

ランプ寿命

Judge QC ラインナップ

JQCD65830

5昼光光源タイプ

対応国際規格蛍光管は長さ 36 インチの専用ランプ
LED 光源使用の場合は、CWF もしくは TL84 と入れ替えて使用

番

7ISO 3664 2009 M1 UV 対応

SPQ-L/U352
SPQ-LK/3035CWF型

545 x 685 x 53.5 mm○橙枠が一般的に選択される製品

昼Judge QC

950 × 945 × 610mm

○○○A

○○

SPQS65AABEN7SPL QC
外形寸法（高さ x 幅 x 奥行き）

白熱灯 日没光 紫外線

ランプタイマー〇〇ユニット内壁色

マンセル N7

マンセル N7

修理サービスインジケータ
操作インターフェース〇〇

タッチパネル

タッチパネル

リモートコントローラー
表示機能

オプション

ーLCD ディスプレイ

LCD ディスプレイ

操作温度

0°C ～ 35°C

0°C ～ 40°C

操作湿度

Rh 0 ～ 95% 最大（結露なし）

Rh 0 ～ 95% 最大（結露なし）

使用電圧

100 ～ 117 VAC ± 10% 50/60 Hz
220 ～ 240 VAC ± 10% 50/60 Hz

紫枠が一般的に選択される製品** U30/U35/TL84 を利用の場合には，CWF と入れ替えて使用可能

100VAC 50/60Hz
110VAC 50/60Hz
230VAC 50/60Hz消費電力

最大 1,150W

最大 65W

筐体素材

スチール

スチール

Judge QC 用交換ランプパーツリスト

ライティングヘッドとブースの分離〇ー連結によるシステム化〇ーコミュニケーションポート

USB

ーユーティリティーソフトウエア〇ー

対応 OS：Windows 10（32 または 64 bit）
メモリー容量：1GB 以上
モニタ解像度：1024 x 768
ディスク容量：1GB 以上の空きスペースー

JQCD50840○

JQCD50835○○○

JQCD65840○

JQCD65835

○○
○

パーツ番号

品

名

LS5D65840

D65×2, A×2, CWF×1, UV×1, TL84×1

LS5D65835

D65×2, A×2, CWF×1, UV×1, U35×1

LS5D65830

D65×2, A×2, CWF×1, UV×1, U30×1

LS5D50840

D50×2, A×2, CWF×1, UV×1, TL84×1LS5D50835

D50×2, A×2, CWF×1, UV×1, U35×1

LS5D50830

D50×2, A×2, CWF×1, UV×1, U30×1

LS5DDCWF

D50×2, D65×2, A×2, CWF×1, UV×1

LS3D65840

D65×2, A×1, TL84×1

LS3D50CWF

D50×2, A×1, CWF×1

A-LK/L24D50

D50 24" T8 ランプキット（ 2 ランプ ）A-LK/L24D65

D65 24" T8 ランプキット（ 2 ランプ ）A-LK/L24U30

U30 24" T8 ランプキット（ 2 ランプ ）A-LK/L24U35

U35 24" T8 ランプキット（ 2 ランプ ）A-LK/L24TL84

TL84 24" T8 ランプキット（ 2 ランプ ）A-LK/L24UVUVA 24" T8 ランプキット（ 2 ランプ ）

L24CIEACIE A 24" ×1 ランプ

JUDGEQ-L/LED4WM

LED-BH1 タイプ 交換用ランプ

蛍光管は長さ 24 インチの専用ランプ
LED 光源使用の場合は、CWF もしくは TL84 と入れ替えて使用

光源の分類
分類
昼光

略号
D50

色温度
5000K

ソフトウエア対応環境

光源ブース本体
USB ケーブル、AC 電源コード
昼光遮光フィルタ（アッテネータ）
D50：50% ／ D65：25%
使用説明書
CD（ユーティリティーソフト）
製品登録カード

光源ブース本体
AC 電源コード
使用説明書
製品登録カード

リモートコントローラー
連結用専用ケーブル
各種交換用ランプ昼光遮光フィルタ（アッテネータ）
D50：25%・75% ／ D65：50%・75%

各種交換用ランプ

同梱物

オプション
製品保証

詳細情報

1 年間

https://www.xrite.co.jp/allproduct/seeing/
standard-light-source-device-lighting-booth.html

名称
Noon Sky Daylight

用途グラフィックアーツ用途向けの日昼光

D65

6500K

Avg. North Sky Daylight

工業色マネージメント向けの平均的な日昼光 - 自動車、電子機器、電化製品、テキスタイル、服飾、家具等

LED

LED4WM

4000K

Hybrid LED

CIE LED-BH1 タイプのハイブリッドタイプ LED

冷白色蛍光灯

CWF

4150K

Cool White Fluorescent (F2)

一般蛍光灯 - 店舗、オフィス、ショールーム

TL84

4100K

工業用蛍光灯- スーパーマーケットなど

TL83

3000K

Narrow Band Fluorescent

条件等色の起こりやすいメタメリックな光として使用される

U30

3000K

Ultralume 30 Broad Band Fluorescent
Ultralume 35 Broad Band Fluorescent

食品業界では TL84/TL83 の代わりに条件等色の起こりやすいメタメリックな光として使用される（電球色蛍光灯）- 店舗、オフィス、ショールーム（北米タイプ）

U35

3500K

白熱光

A2856K

紫外光

UVー日没光

Horizon

2300K- 店舗、オフィス、ショールーム（ヨーロッパタイプ）

Illuminant A

ホーム、店舗、オフィス、ショールーム、アクセント光Filtered Near UV

色上で蛍光増白剤および蛍光白色染料を再現する自然昼光の紫外線量

Horizon

白を白として認識できない夕暮れ光

製品構成、デザインおよび仕様内容は、予告なしに変更することがあります。

- 蛍光効果の評価- テキスタイルおよび自動車産業■お求め、ご相談はエックスライト社〒135-0064
東京都江東区青海 2-5-10
テレコムセンタービル 西棟 6F
Tel:03-6374-8734 Fax:03-5579-6547
https://www.xrite.co.jp2022.01