IN 00.01

Manómetros con elementos elásticosInformación técnica

Los manómetros indicados con elemento de medición elástico se utilizan de forma extensiva para medir presiones en aplicaciones
técnicas, debido a que son robustos como fáciles de manipular. Los manómetros incorporan elementos de medición que se deforman
elásticamente según la influencia de la presión. Los manómetros mecánicos se fabrican con tubo de Bourdon, diafragma, fuelle yelementos espirales, siendo diferentes según las necesidades. Los elementos de medición se realizan de aleaciones de cobre,aleaciones de acero o se fabrican con materiales especiales de acuerdo a las aplicaciones de medición específicos.
Las presiones sólo se pueden medir junto con una presión de referencia. La presión atmosférica sólo sirve como presión de referencia
y el manómetro muestra en cuánto es superior o inferior la presión medida en relación a la presión atmosférica otorgada (ej. Uninstrumento de medición de sobrepresión). La presión se muestra en márgenes de medición estándares sobre un ángulo de 270
grados en el dial. Los manómetros de relleno de líquido ofrecen una protección óptima contra la destrucción por altas cargas depresión dinámicas o vibraciones, debido a su protección. Las operaciones de cambio pueden ser llevadas a cabo cuando se combinen
los contactos de alarma y las señales de salida eléctricas (como ejemplo 4 … 20 mA) pueden utilizarse para la automatización delproceso industrial en combinación con los trasmisores.

Aguja

1. Manómetros con tubo de Bourdon
Los tubos de Bourdon son tubos de forma circular con una sección
cruzada oval. La presión del medio actúa en el interior del tubo ycomo resultado la sección cruzada oval se convierte en casi
redonda. Debido a que se produce una curvatura de la tensión delanillo del tubo, éste dobla el tubo de Bourdon. El final del tubo, queno es fijo, se mueve. Por lo que este movimiento es una medición
para la presión.
Este movimiento lo indica la aguja. Los tubos de Bourdon doblan
un ángulo de aproximadamente 250º, que se utiliza para presiones
de hasta 60 bar aproximadamente.

Tubo Bourdon
Pieza exterma
Conexión
Cuadrante
Dial

Movimiento
Guía con conexiónde presión

Para presiones altas se utilizan tubos de Bourdon con un número
de espirales superpuestas del mismo diámetro (ej. Espiraleshelicoidales) o espirales con forma helicoidal (ej. muelleshelicoidales) en un nivel.
Los tubos de Bourdon sólo pueden protegerse contra lasobrecarga hasta una extensión limitada. Para operaciones demedición con una dificultad particular los manómetros pueden
mejorarse intercalando un sello químico, como separación osistema de protección.

Entrada de presión
1035 940

Los márgenes de presión están entre 0 ... 0,6 y 0 ... 4000 bar con
una lectura de precisión (o clase) desde 0,1 a 4,0 %.

2. Manómetros con elementos de diafragma
Los elementos de diafragma tienen forma circular y membranas
onduladas. Estas están sujetas alrededor del borde entre dos
bridas o soldadas y sujetos a la presión del medio actuando en unlado. La desviación causada de esta forma se utiliza como
medición para la presión y es mostrada por la aguja indicadora delinstrumento.
En comparación con los tubos Bourdon, estos elementos dediafragma tienen una fuerza activadora relativamente alta y debido
a ello la sujeción en su periferia del elemento es insensible a lavibración.

AgujaDialMovimiento

Fijación con pernos

Conexión

Anillo de sellado

Carcasa deldiafragma superior
Diafragma

El elemento de diafragma puede someterse a una fuerte
sobrecarga a través de los puntos de aceptación (al traer elelementos de diafragma contra la brida superior). Además, el
instrumento de medición puede protegerse contra elementos
extremadamente corrosivos cubriéndolo con un material especial .
Las conexiones a proceso pueden ser bridas de conexión abiertas
y los enchufes de purga pueden ser integrados para medirelementos muy viscosos, impuros o cristalizables.
Los márgenes de presión están entre 0 ... 16 mbar y 0 ... 40 bar enclase precisión desde 0,6 a 2,5 %.

Fijación con pernos
Carcasa deldiafragma inferior
Cámara de presiónEntrada de presión
1035 967

3. Manómetros con elementos con cápsula
El elemento de cápsula comprende dos membranas de forma
circular, membranas onduladas selladas fuertemente alrededor desu circunferencia. Los actos de presión en el interior de la cápsulay el movimiento que genera es mostrada por la aguja como medidade la presión ejercida.
Los manómetros con elementos de cápsula son especialmente
apropiados para la medición de fluidos gaseosos y presiones
bajas. Es posible una protección de sobrecarga con determinados
límites.
La presión ejercida en el interior de la cápsula es transmitida
mecánicamente al mecanismo.

DialCámara de presión

MirillaElemento cápsula

Movimiento

Guía con conexiónde presión

Aguja

Los márgenes de presión están entre 0 ... 2,5 mbar y 0 ... 0,6 bar
en la clase de precisión 0,1 a 2,5.
Entrada de presión

1035 959

4. Manómetros absolutos
Estos instrumentos se utilizan donde las presiones han de ser
medidas con independencia de las fluctuaciones naturales de lapresión atmosférica. Como norma general pueden ser aplicados
todos los tipos de elementos conocidos y principios de medición.
La presión de los elementos a medir se compara contra una
referencia de presión, que a la vez, es cero absoluto.
Para este propósito se da un vacío absoluto como presión dereferencia, en una cámara de referencia, en el extremo delelemento de medición no sujeto a presión. Esta función seconsigue sellando la cámara de medición apropiada o la carcasa
que la rodea.
La transmisión del movimiento de elementos de presión y la
indicación de presión es igual que en los manómetros con
sobrepresión ya descritos.
Los márgenes de presión están entre 0 ... 16 mbar y 0 ... 25 bar enla clase de precisión 0,6 a 2,5.

Cámara de referencia
sellada (evacuada)

Conexión

Elemento de diafragma

Fuelle de sellado

Fuelle de sellado

Cámara de presión

5. Manómetros diferenciales
1035 975

La diferencia entres las dos presiones se determina directamente yse muestra en el dial del manómetro. De nuevo, aquí también
pueden ser aplicados todos los elementos de medición desobrepresión y los principios de medición conocidos.

Entrada de presión

Las dos cámaras medias selladas están separadas por el elemento
de presión o los elementos de medición, respectivamente. Si
ambas presiones de funcionamiento son iguales, el elemento depresión no puede moverse y por lo tanto no se puede indicar lapresión.
Sólo se da una lectura de presión con diferencial cuando una delas presiones es superior o inferior. Las presiones de diferencial
inferiores puede medirse directamente en caso que sean presiones
Cámara de presión LP
estáticas elevadas. Con los elementos de diafragma se consigue
una capacidad de sobrecarga muy alta.
Debe observarse la presión estática permisible y la capacidad dey .
sobrecarga en los lados

Conexión

Fuelle de sellado

Diafragma

La transmisión del movimiento del elemento de medición y la
indicación de presión es la misma que en los instrumentos desobrepresión ya descritos en la mayoría de casos.

Cámara de presión HP

Los márgenes de presión están entre 0 ... 16 mbar y 0 ... 25 bar enla clase de precisión 0,6 a 2,5.

WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße . 63911 Klingenberg
Tel.: (0 93 72) 132- 0 . Fax: (0 93 72) 132 - 406
http://www.wika.de . E-mail: info@wika.dePresión p1

Presión p2

2037 173.01
09/2004 ESÁreas de aplicación• Tecnología de filtro (controlar la contaminación del filtro)• Medición de nivel (en depósitos presurizados)• Medición de flujo (caída de la presión)