Elcometer 319
結露計

elcometer.com

1

気候条件
Elcometer 319

結露計

Elcometer 319結露計は、気候条件が塗布に適しているかを判断するのに必要なパラメータをすべて測定・記録できる頑強な装置です。

最高999バッチ、25,000個の読み取り値を保存できます1
磁石が内蔵されているので、データの記録中にゲージを下地に固定できます

手持ち式の結露計として使うことも、データの記録計として使うこともできます 1
頑丈な温度センサー

使いやすいメニュー。
言語を選択できます

IP66に従った防塵加工と防水加工が施されています

制限値を設定しておくと、その値を超えた場合に音とランプで知らされます

再校正は、Elcometer認定サービスセンターで承ります

2 年保証

*

1

2

* Elcometer 319には、製造上の欠陥のみを対象とした1年間の保証が標準で付いています。
www.elcometer.comで保証期間を2年に延長することができます。

モデルTのみ。

気候条件
結露計Elcometer 319

測定 · 記録できるパラメータは次のとおりです :RH 相対湿度Ta 気温

適合規格 :
BS 7079-B4, IMO MSC.215(82),
IMO MSC.244(83), ISO 8502-4,
US Navy NSI 009-32,
US Navy PPI 63101-000

Ts 表面の温度
Td 露点
TΔ TΔ(表面の温度と露点の差)
Tdb 乾球温度
Twb 湿球温度
Te 外部の温度の補正(K熱伝対)SH 比湿
摂氏または華氏単位の大きく見やすい測定値

応用性•

短い反応時間

•

データをUSB接続かBluetooth®でPCに転送し、ElcoMaster®ソフトウェアで表示、管理できます1•

電源は、AA電池2本(最大使用400時間#)を使用するか、USBケーブルで直接接続できます•

それぞれのパラメータの制限値を設定できます。この制限を超えると、警告音が鳴り、ライトが点灯します•

メモリによって、バッチ使用時の残り合計記録時間が自動的に計算されます•再校正は、Elcometer認定サービスセンターで承ります

画面に表示する統計値を5個まで選択可能

簡単操作
手持ち式の結露計として使うことも、リモートでデータの記録計として使うこともできます2

1
2

読み取り値を個別に再表示

記録モードで10分に1回読み取る場合 。
モデルTのみ 。

elcometer.com

3

気候条件
Elcometer 319

結露計
正確
•

ISO 8502-4に対応した精度•

校正証明書付き•

表示値の摂氏と華氏を切り替え可能•

読み取り値とともに測定日時を記録

シンプルTeモード：シンプルな温度計として使用•

使いやすい多言語のメニュー•

照明付きの鮮明な画面、表示するパラメータを5個まで設定可能•

温度の変化を示す矢印

フレキシブル

IP66準拠の防塵ㆍ防水型•

手持ち式の結露計として使うことも、データの記録計として使うこともできます†•

K熱伝対の温度計が内蔵され、データの記録中も表面の温度を測定できます•「Te」モードを選択すると、シンプルな温度計になります。プ
ローブを使って、塗布前の塗料の温度や外面の温度(Te)を測定するのに最適です•

読み取り値固定機能が付いているので、データをメモリに保存する前に確認できます

気候条件の遠隔観察用

14モデルTのみ。

気候条件
結露計

Elcometer 319

耐久性•-20℃(-4℉)～+80℃(+176℉)の範囲で正常に動作します•

IP66に従った防塵加工と防水加工が施されています•頑丈で人間工学に配慮した設計。センサーは、高い耐久性と長い寿命を持っています

長持ち
頑丈で耐候性のあるElcometer 319には2年保証がつき*、安心です。

使いやすいメニュー。
言語を選択できます強力
Bluetooth®またはUSBでPC、Android™またはiOSモバイルデバイスに接続し、検査アプリやElcoMaster®にデータをダウンロードし、報告書の作成ができます。

完全密閉式センサーを備えた防塵・防水型計測器(IP66準拠)

2 年保証

*

®

ワイヤレステクノロジ

対応ソフト

ElcoMaster®

* Elcometer 319には製造上の欠陥に対する1年間の保証が付きます。
保証期間はwww.elcometer.comにて2年間に延長できます。

elcometer.com

5

外観
気候条件
Elcometer 319

結露計

仕様
型式

モデルS

モデルT

証明書

コード番号
読み取りパ ラ メ ータ RH、Ta、Ts (Te6)、Td、TΔ、Tdb、Twb1、SH1
統計データ - 総読み取り回数、平均、標準偏差、変動係数、最大値と最小値

G319----S

G319----T

●

■

■

■

■

IP66準拠の防塵ㆍ防水設計、完全密閉式センサー■■

磁石内蔵 - データ記録中に結露計を金属面に固定
読み取り値の上限と下限設定 - 範囲外の値をブザーと赤ㆍ緑のLEDで警告
多言語のメニュー

■

■

■

■

■
■
■

■
■
■

バックライト - 状況に応じて選択可能
外面測定用のK熱伝対温度計
メモリ - 読み取り値と統計データを保存

直前の10個

手動記録

25,000個、999バッチまで■

自動記録の間隔■可変の間に 1と24時間目

2データ出力USB■■■

Bluetooth® コンピュータ、Android™ 及びiOS4デバイスに接続
ElcoMaster ® ソフトウェアとUSBケーブル
測定範囲

精度

-20～+80°C (-4～+176°F)±0.5°C (±1°F)

0.1°C (0.1°F)

気温 (Ta)-20～+80°C (-4～+176°F)

7±0.5°C (±1°F)

0.1°C (0.1°F)

表面の温度 (Ts)-20～+80°C (-4～+176°F)±0.5°C (±1°F)

0.1°C (0.1°F)

外面の温度 (Te)-40～+200°C (-40～+392°F)±0.5°C (±1°F)

0.1°C (0.1°F)

相対湿度 (RH)

0～100%RH±3%RH30.1%

本体とLCDの使用温度-20～+80°C (-4～+176°F)

電源

AA電池2本電池の寿命

手動モード：40時間以上(バックライトを使用しない場合)
自動記録時：400時間(10分間に1回データを読み取る場合)

結露計本体

5寸法

180 x 75 x 35mm (7 x 3 x 1.4インチ)

内用品

重量6300g (0.66ポンド)

Elcometer 319結露計、AA電池2本、リストバンド、収納ケース、校正証明書、USBケーブル†、ElcoMaster ® ソフトウェア†、取扱説明書

アクセサリー
T31920162

表面の温度測定用磁石付きプローブ、-40～+80°C (-40～+176°F)

T9996390-

液体の温度測定用プローブ、 -200 ～ +1100°C (-328～+2012°F)

T99921325

USBケーブル

T99916063

リストバンドT99923480

パッド入り収納ケース/バッグ

23¹ 計算値		プローブ(T31920162)を使用		
1m/sにて4
ElcometerのMFi認定装置用のアプリの開発と登録について詳しくは、www.elcometer.com/sdkを参照してください。
5
結露計本体とLCDの使用温度範囲外の場所で使用しないでください						6Elcometer製K型プローブ付き使用時の精度は±2℃ (4℉)。電圧インプットにてテストされたゲージ。
†7
10℃以下では±0.75℃ (50℉以下では±1.35℉) モデルTのみ。

● 証明書が標準で付属しています。

6分解能

· RAPI
D結露計

E

気候条件
外観

RODUCTIBLE
EP
R·esdnsené

P R É CIS

BL

UR

AnoD

E

iotse

G

Elcometer 319

D
E·Generate professional reports at the click ofa button and email to your client seconds
after you have finished inspecting.
With the ElcoMaster® Software App youroffice is now wherever you are.

elcometer.com
elcometer.com

7

英国

Elcometer Limited

Tel: +44 (0)161 371 6000
Fax: +44 (0)161 371 6010
sales@elcometer.com
www.elcometer.com

ベルギー

Elcometer Sarl
Tel: +33 (0)2 38 86 33 44
Fax: +33 (0)2 38 91 37 66
fr_info@elcometer.com
www.elcometer.fr

フランス

Elcometer Instruments GmbHAALEN
Tel: +49 (0) 7361 52806 0
Fax: +49 (0) 7361 52806 77
LEER
Tel: +49 (0) 7361 528 06 60
Fax: +49 (0) 7361 528 06 68
de_info@elcometer.com
www.elcometer.deオランダ

Elcometer B.V.
Tel: +31 (0)30 259 1818
Fax: +31 (0)30 210 6666
nl_info@elcometer.com
www.elcometer.nl

日本

Elcometer KK
Tel: +81-(0)3-6869-0770
Fax: +81-(0)3-6433-1220
jp_info@elcometer.com
www.elcometer.co.jp

シンガポール共和国

Elcometer (Asia) Pte Ltd
Tel: +65 6462 2822
Fax: +65 6462 2860
asia@elcometer.com
www.elcometer.com
アラブ首長国連邦
Elcometer L.L.C.
Tel: +971 4 295 0191
+971 4 280 3526
Fax: +971 4 295 0192
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae

米国

MICHIGAN
Elcometer Inc
Tel: +1 248 650 0500
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 248 650 0501
inc@elcometer.com
www.elcometer.com

elcometer.be i elcometer.fr i elcometer.de i elcometer.nl
elcometer.jp i elcometer.ae i elcometer.com.sg
Elcometer 319 モデルT：Made for iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad（第3世代と第4世代）、iPad mini, iPad 2, and iPod touch（第4世代と第5世代）に対応しています。上記の「Made for」（対応）とは、Elcometerの装置をiPod、iPhone、またはiPadに接続するためのアクセサリーがあり、Appleによる性能基準を満たしていることが開発者によって承認されているという意味です。Appleは、本製品の動作、および本製品が安全基準や規制に準拠しているかどうかについて一切責任を負いません。
iPod、iPhone、またはiPadと上述のアクセサリーの使用によって、無線通信が影響を受けることがあります。iPad、iPhone、iPod touchは、米国および他の国におけるApple Inc.の登録商標です。App Storeは、米国および他の国におけるApple Inc.の登録商標です。その他の商標については、その旨が記されています。AndroidのOSはバージョン2.1以上が必要です。
© Elcometer Limited, 2019. All rights reserved.この文書の一部または全部を、Elcometer Limitedの事前の書面による許可なく、いかなる形式や方法によっても、複製、転送、保管（検索可能なシステムかどうかを問わず）、またはいかなる言語にも翻訳することを禁じます。

8Elcometerは、Elcometer Limitedの登録商標です。Elcometer Limitedは、継続的改善方針を採用しているので、製品の仕様が予告なく変更されることがあります。どの装置にも標準で1年間保証が付いています。2年間に無料で延長するには、購入日から60日以内にwww.elcometer.comで製品を登録してください。

TEXAS
Elcometer of Houston
Tel: +1 713 450 0631
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 713 450 0632
inc@elcometer.com
www.elcometer.com