12/2020 Ver1.4

ＡＶＲ Ｓｅｒｉｅｓ

Ａｕｄｉｏ Ａｎａｌｙｚｅｒ
Multi-function Audio Analyzer

多機能 オーディオアナライザ

ＡＶＲ－３４００

多功能双通道音频分析仪Rear panel

DW426×H85×D410 mm W 10.9 kg※ 突起物、脚を除く●GP-IB概 要

Ethernet

RS-232CEXT I/OOutline / 概 要

AVR-3400はオーディオ測定用信号源とDCレベル測定、ACレベル測定、ひずみ率測定、SINAD測定、周波数測定機能を備えたオーディオ・アナライザです。
Ethernetにも対応、ネットワークへの接続を可能としました。
AVR-3400 is the audio analyzer is equipped with a low distortion signal source and AC level measurement、DC levelmeasurement distortion measurement、SINAD measurement、fFrequency measurement function.
Supports Ethernet, enabling connection to a network.
AVR-3400是具备了低失真信号源和DC电平测量，AC电平测量，失真率测量，SINAD测量及频率测量功能的音频分析仪支持以太网，可以连接到网络。

特 長Features / 特 长● 差動平衡入力２チャンネルまたは不平衡入力２チャンネル切替方式を採用
Two channel differential balanced inputs or two channel unbalanced input switch system is adopted.
采用差动平衡输入2通道或者不平衡输入2通道切换的方式● 測定部にGNDフローティングモードを装備
A measurement block is equipped with a GND floating mode.
测量部位具有浮动接地模式● 測定用信号源としてDDS方式を採用した差動出力オシレータを装備(1ch)差動出力(1ch)または不平衡出力(2ch/分配)を切り替えて使用可能
Equipped with a differential output oscillator employing a DDS method as the measurement signal source.(1ch)Differential output (1ch) or unbalanced output (2ch / distribution) the possible use by switching
配备了差分输出振荡器采用DDS系统的测量信号源(1ch)差分输出（1路）或不平衡输出（双声道/分布）通过切换可能使用● 各種フィルタをモジュール化し、容易に追加オプションに対応可能
Various filters are modularized and correspondence in an additional option is easily possible.
各种滤波器已经模块化，可以轻松实现追加可选功能● 新たに外部インターフェースとしてEthernetを採用
Ethernet is newly adopted as an external interface.
以太网是新采用的外部接口● 省スペース化対応設計で小型・軽量化を実現
Small size and weight saving realization by space-saving design.
采用省空间设计，实现了小型化和轻便化AVR-3400 仕 様 / Specification
測定用信号源 / signal source

ひずみ率測定（THD＋N) / Distortion measurement

Frequency range

Frequency range
Measurement range：10Hz～110kHz (AUTO)：31.6%-10dB：10.0%-20dB：3.16%
-30dB
：1.0%
-40dB
：0.316%
-50dB
：0.1%
-60dB
：0.0316%-70dB

Residual distortion：≦-100dB（20Hz～20kHz、80kHz BW)：≦-96dB（10Hz～19.9Hz、80kHz BW）：≦-76dB（20.01kHz～110kHz）：10Hz～100kHz：4-digits display：±5×10-4 of setting all range：UNBAL/BAL-85.9dBV～14dBV (600Ω load end)
：UNBAL≦0.00158% (-96dB)（10Hz～10kHz、80kHz BW)≦0.00224% (-93dB)（10.01kHz～15kHz、80kHz BW)≦0.0158% (-76dB)（15.01kHz～100kHz)：BAL≦0.00224% (-93dB)（10Hz～10kHz、80kHz BW)≦0.00316% (-90dB)（10.01kHz～15kHz、80kHz BW)≦0.0158% (-76dB)（15.01kHz～100kHz)：0.1dB：±0.4dB of setting
at 1kHz 600Ω load：±0.8dB （all range）：±0.4dB （20Hz～20kHz）
at 1kHz ref. 600Ω load
：UNBAL 2ch(Distribution) / BAL 1ch：600Ω

Resolution
Accuracy
Output range
Distortion

Resolution
Accuracy
Flatness
Output channel
Output impedance（3.16Vrms）

Accuracy
2'nd harmonic accuracy
Input level range：±1dB (20Hz～20kHz)：±3dB (10Hz～110kHz)：0.0316Vrms～100.0Vrms：3.16mV or less (manual only)

DCレベル測定 / DC level measurement：1ch
Measurement channel：≧1MΩ
Input impedance：±0V～±100V
Measurement range：±1% FS
Accuracy
SINAD測定 / SINAD measurement：10.0～70.0dB
Measurement range：Polarity reversal ofOthers
distortion measurement

測定機能 / Mesurement functions

その他 / Others

Frequency /AC level / DC level / Distortion(THD+N) / SINAD

FilterHPF

周波数測定 / Frequency measurement

LPFRangeResolution

Pre LPF：10Hz～110kHz：0.01Hz at ≦99.99Hz：5-digit display at ≧100.0Hz：±100ppm±1digit：25mVrms～31.6Vrms

Accuracy
Input voltage range

PSOPHO：CCIR-ARM ITU-R 2kHz-weighting

ACレベル測定 / AC level measurement
Measurement channel
Input method
Separation for 2 channels：2ch (switchable)：Unbalance & balanced (selectable)：≧80dB

Input impedance
Measurement range：≧100kΩ：0.0316mV(-90dBV)～100V（40dBV)

AccuracyFrequency range：±0.4dB -70～40dBV at 1kHz
：10Hz～110kHz：±0.4dB （20Hz～80kHz）：±0.8dB （10Hz～110kHz）：RMS or average response：±120dB(1kHz/One channel 600Ω termination)

Flatness（1kHz ref.）Detection response
Relative level range：100Hz、200Hz(18dB/oct)：15kHz、20kHz、80kHz(18dB/oct)：20kHz Approx.-60dB at 24.1kHz
Distortion：≦-90dB：IEC-A

Memory function：DIN-AUDIO DIN45405(Option)：JIS C (Option)：100 data

インタフェース / Interface：IEEE488
GP-IB：10/100BASE-TX
Ｅｔｈｅｒｎｅｔ：38400bps
RS-232C：LS-TTL level
EXT-I/O
電源・使用環境 / Power requirements：AC100V/200V 50/60HzPower requirements：Approx. 36VA
Power consumption：10℃～35℃
Guarantee temperature
外形寸法・質量 / Dimension ＆ Weight：W426×H85×D410(mm) *Dimension：Approx. 10.9kg
Weight* Protruding parts not included．

株式会社エービーオー Ａ.Ｂ.Ｏ Ｃｏ.,Ｌｔｄ
http://www.abonet.co.jp , E-Mail : info@abonet.co.jp〒215-0023 神奈川県川崎市麻生区片平１－４－１ TEL 044-952-1141 / FAX 044-965-2828
Zip code, 215-0023 1-4-1, Katahira, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken,JAPANTelephone +81-44-952-1141 / Fax +81-44-965-2828