多チャンネル騒音振動計測システム
騒音と振動の多チャンネル計測にフレキシブルに対応
騒音計ユニット

振動計ユニット

インタフェースユニット

UN-14

UV-15

UV-22

多チャンネル騒音振動計測システムは、一般的な音響計測や広範囲な振動計測、さらに騒音と振動の同時計測が、ユニットの組み合わせにより、フレキシブルに構築できます。

騒音計ユニット

UN-14 3台とBP-17の接続例

UN-14
〈正面〉

〈背面〉

計測用マイクロホンとさまざまなプリアンプ（TEDS対応入力など）の接続に対応した騒音計ユニット

振動計ユニット

UV-15 3台とBP-17の接続例

UV-15
〈正面〉

〈背面〉

圧電 式 加速 度ピックアップ、プリアンプ内蔵 型 加速 度ピックアップ、TEDS対応の加速度ピックアップ入力に対応した振動計ユニット

多チャンネル騒音振動計測システム構築例 ■UN-14の消費電流 1台あたり140 mA ■UV-15の消費電流 1台あたり140 mA ■UV-22の消費電流 1台あたり240 mA
センサ◎マイクロホン◎マイクロホンプリアンプ（UC-34Pは除く）■騒音計ユニットUN-14と振動計ユニット
UV-15を、1台〜16台まで連結可能■バッテリユニット BP-17使用例
乾電池駆動で3台まで連結可能■インタフェースユニット UV-22使用例
1台〜16台まで連結可能

設定感度範囲：-10.0 dB〜- 59.9 dB（dB re 1 V/Pa）

接続◎圧電式加速度ピックアップ◎プリアンプ内蔵型加速度ピックアップ◎TEDS対応プリアンプ内蔵型加速度ピックアップ
設定感度範囲：0.100 〜99.9 pC （/ m/s 2）：0.100 〜99.9 mV/（m/s 2）

UV-15

UV-15

UN-14

UV-15 UN-14

BP-17

UV-22

UV-15

UN-14

騒音計ユニットUN-14・振動計ユニットUV-15との連結が可能で、最大16チャンネル連結に対応します。
各ユニットに表示器を持ち、各種設定、測定値、バーグラフを表示します。
さらに、インタフェースユニットUV-22を連結することにより、騒音振動計測システムをコンピュータから設定・制御、測定値の受信を行なうことが可能です。
■ バックライト付き液晶と、警告を表示するLEDを採用■ 工場や実験室などで、他の測定器などとラックに取り付けて設置可能（JIS標準のラック取り付け台 CF-27（オプション）を用意）■ 騒音計ユニット・振動計ユニットを測定現場へ移動して使用可能（電源にBP-17（オプション）を使用）
UN-14 仕様
入力
計測チャンネル数
コネクタおよび種類など
7ピン入力コネクタ
BNCコネクタ
周波数重み付け特性
測定レベル範囲

周波数範囲
感度設定
設定範囲
レベルレンジ切替

1チャンネル
計測用マイクロホン、プリアンプ（最大入力電圧 10 V）（UC-34Pの接続は除く）
マイクロホンバイアス +30 V、+60 V、+200 V
CCLD対応マイクロホン、プリアンプ（24 V 4 mA）
TEDS対応マイクロホン（24 V 4 mA）
A、C、Z（JIS C 1509-1 クラス1、IEC 61672-1 Class1電気特性に対応）
A：30 dB〜128 dB（UC-59、NH-17使用時）
C：36 dB〜128 dB（UC-59、NH-17使用時）
Z：41 dB〜128 dB（UC-59、NH-17使用時）（HPF20 Hz、LPF20 kHz）
1 Hz〜80 kHz（20 Hz〜40 kHz
0.5 dB）（1 Hz〜80 kHz
3 dB）-10.0〜 -59.9 dB/Paの0.1dB/Pa刻み
6段階
感度値-10.0 〜 -19.9-20.0 〜 -29.9-30.0 〜 -39.9-40.0 〜 -49.9-50.0 〜 -59.9

レベルレンジ
70 dB〜120 dBの10dB刻み
80 dB〜130 dBの10dB刻み
90 dB〜140 dBの10dB刻み
100 dB〜150 dBの10dB刻み
110 dB〜160 dBの10dB刻み

時間重み付け特性
F、
S、
10 ms
（JIS C 1509-1 クラス1、IEC 61672-1 Class1電気特性に対応）
表示器
バックライト付きセグメントタイプ液晶（バックライト常時点灯）
液晶への表示
各種設定、瞬時値（1秒周期）、バーグラフ（100 ms周期）
警告表示
LED 2個右LED
過負荷状態で赤点灯
左LED
マスタスレーブ（UV-22連結時）
で使用
フィルタ
HPF
20 Hz、
OFF（減衰量-18 dB/oct）（UV-22使用時にユーザフィルタ対応可）（-3 dB落ち）
LPF
20 kHz、OFF（減衰量-18 dB/oct）（UV-22使用時にユーザフィルタ対応可）（-3 dB落ち）

校正用出力信号（後続機器の校正に使用）
交流出力
正弦波1 kHz 2 ％、出力信号0.5 V（RMS） 2 ％
直流出力
+3.2 V 1 ％
出力
BNCコネクタ
交流出力
出力インピーダンス600 Ω
出力電圧
レンジフルスケール1 V（RMS） 2 ％
最大出力電圧5V（Peak）（過負荷ない場合）ダイナミックレンジ
80 dB以上（1 Hz〜80 kHz）、
85 dB以上（20 Hz〜20 kHz）
負荷インピーダンス 10 kΩ以上
直流出力
出力インピーダンス50 Ω
出力電圧レンジフルスケール+3.5 V 1 ％（0.5 V/10 dB）
最大出力電圧+5 V
ダイナミックレンジ
40 dB以上（1 Hz〜80 kHz）、
60 dB以上（20 Hz〜20 kHz）
負荷インピーダンス 10 kΩ以上
自己雑音
入力換算自己雑音
4 μV
（RMS）
以下
（Z、1 Hz〜80 kHz）
2 μV
（RMS）
以下
（Z、20 Hz〜20 kHz）
1.5 μV
（RMS）
以下
（A、C）
電源
DC9 V〜15 V、適合ACアダプタ NC-99A（10台以下）、NC-99（16台以下）、
バッテリユニット BP-17、シガレットアダプタCC-82（オプション16台以下＊）＊車のバッテリの容量により異なります-10 ℃ 〜 +50 ℃、
使用温湿度範囲
90 ％RH以下（結露のないこと）
大きさ・重さ150（H） 36（W） 179（D）
mm（突起物を含まず）
・約500 g
付属品
連結板 1価格（税別）
260,000円■ オプション

品名
計測用マイクロホン
プリアンプ
7Pマイクロホン延長コード
BNC-BNCコード
BNC-BNC同軸ケーブル
連結板

型式
各種
各種
EC-04
（2 m〜）
NC-39A
EC-90A
（2 m〜）
UV160070

価格（税別）
お問い合わせください
お問い合わせください
12,000円〜
4,000円
7,000円〜
3,000円UV-15 仕様
入力
測定チャンネル数
1チャンネル
コネクタおよび種類
マイクロドットコネクタ 圧電式加速度ピックアップ（最大入力電荷100 000 pC）
CCLD
プリアンプ内蔵型加速度ピックアップ（24 V 4 mA）（定電流駆動） TEDS対応プリアンプ内蔵型加速度ピックアップ（24 V 4 mA）
7ピン プリアンプコネクタ プリアンプ（VP-26A）を介した圧電式加速度ピックアップ用（コネクタタイプPRC-03）（最大入力電圧 10 V）
測定モードおよび単位
ACC
（加速度）
：m/s2、VEL（速度）：mm/s、
DISP
（変位）
：mm
指示特性
RMS、
EQ PEAK（RMS √2）、EQ P-P（EQ PEAK 2）
レンジ切替
7段階
（感度設定値により、レンジ値が変更）
感度が
ACC
（加速度）
：10、30、100、300、1 000、3 000、10 000
0.100〜0.999の場合
VEL（速度）：10、30、100、300、1 000、3 000、10 000
DISP
（変位）
：1、3、10、30、100、300、1 000
感度がACC（加速度）：1、3、10、30、100、300、1 000
1.00〜9.99の場合
VEL（速度）：1、3、10、30、100、300、1 000
DISP
（変位）
：0.1、0.3、
1、3、10、30、100
感度がACC（加速度）
0.1、0.3、
1、3、10、30、
100
10.0〜99.9の場合
VEL（速度）：0.1、0.3、1、3、10、30、100
DISP
（変位）
：0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、
10
感度設定
設定範囲
0.100〜0.999の0.001刻み、1.00〜9.99の0.01刻み、10.0〜99.9の0.1刻み
単位
圧電式加速度ピックアップ
pC/(m/s2)mV/(m/s2)
プリアンプ内蔵型加速度ピックアップ、
TEDS対応プリアンプ内蔵型加速度ピックアップ、プリアンプ（VP-26A）を介した圧電式加速度ピックアップ
周波数範囲
ACC
（加速度）
1 Hz〜15 kHz（交流出力の許容差 5 ％）、0.5 Hz〜30 kHz（交流出力の許容差 10 ％）VEL（速度）
3 Hz〜3 kHz（交流出力の許容差 5 ％）
DISP
（変位）
3 Hz〜500 Hz（交流出力の許容差 10 ％）表示器
バックライト付きセグメントタイプカスタム液晶（バックライト常時点灯）
液晶への表示
各種設定、瞬時値（1秒周期）、バーグラフ（100 ms周期）
警告表示
LED 2個右LED
過負荷状態で赤点灯
左LED
マスタスレーブ（UV-22連結時）で使用。通常消灯、マスタ時点灯

フィルタ
HPF（減衰量-18 dB/oct） 3 Hz、5 Hz、10 Hz、15 Hz、20 Hz、30 Hz、50 Hz、100 Hz、150 Hz、200 Hz、OFF（-10 ％落ち）（UV-22使用時にユーザフィルタ対応可）
LPF（減衰量-18 dB/oct） 300 Hz、500 Hz、1 kHz、1.5 kHz、2 kHz、3 kHz、5 kHz、10 kHz、15 kHz、20 kHz、OFF（-10 ％落ち） （UV-22使用時にユーザフィルタ対応可）
校正用出力信号（後続機器の校正に使用）
交流出力
正弦波80 Hz 2 ％出力信号
1 V(RMS) 2 ％（指示特性RMSの時）、1 V(PEAK) 2 ％（指示特性EQ PEAKの時）、
1 V(P-P) 2 ％（指示特性EQ P-Pの時）
直流出力
1V
出力
BNCコネクタ 2
交流出力
出力インピーダンス50 Ω
出力電圧精度
ACC（加速度）
1 V 2 ％、VEL（速度）
1 V 3 ％、DISP
（変位）
1V 5％
（80 Hzフルスケール）
最大出力電圧約 10 V（Peak）
直流出力
出力インピーダンス50 Ω
出力電圧精度
ACC（加速度）
1 V 2 ％、VEL
（速度）
1 V 3 ％、
DISP
（変位）
1V 5％
最大出力電圧10 V以上自己雑音
入力容量1 000 pF、
感度5.00 pC/（m/s2）、
圧電式加速度ピックアップ、
2HPF OFF、LPF OFF、最小レンジの時 ACC（加速度）0.01 m/s（RMS）
以下、
VEL
（速度）
0.1 mm/s
（RMS）
以下、
DISP
（変位）
0.0015 mm（RMS）
以下
電源
DC9 V〜15 V、適合ACアダプタ NC-99A（10台以下）、NC-99（16台以下）、バッテリユニット BP-17、シガレットアダプタCC-82（オプション16台以下＊）＊車のバッテリの容量により異なります-10 ℃ 〜 +50 ℃、使用温湿度範囲
90 ％RH以下（結露のないこと）
大きさ・重さ150（H） 36（W） 179（D）mm（突起物を含まず）
・約500 g
付属品
連結板 1価格（税別）
260,000円■ オプション

品名
圧電式加速度ピックアップ
ピックアップ用ケーブル
振動計用プリアンプ
振動レベル計/振動計ピックアップコード
BNC-BNCコード
連結板型式
各種
各種
VP-26A
EC-02S（3 m〜）
NC-39AUV160070

価格（税別）
お問い合わせください
お問い合わせください
120,000円
9,000円〜
4,000円
3,000円オプション（電源に下記のいずれかが必要です）
バッテリユニット

ACアダプタ

ラック取り付け台BP-17NC-99A

CF-27（JIS 標準） 価格：42,000円（税別）

価格：165,000円（税別）

価格：14,000円（税別）

UN-14、UV-15 に連結して使用。乾電池駆動であわせて 3 台まで接続可能（ACアダプタ駆動であわせて1台〜16 台まで接続可能）■ 単 2 乾電池：8 個使用■ 連続使用時間：
約 8 時間（アルカリ乾電池）※ 3 台連結、室温 25℃時（CHARGE 設定、通常動作）〈正面〉 〈背面〉約6時間（アルカリ乾電池）※ 3台連結、室温25℃時（CCLD設定、通常動作）■ 電源：AC100 V〜240 V、DC12 V（16台以下に対応）■ サイズ：149（H） 480（W） 320（D）mm

インタフェースユニット
UV-22

UV-22は、UN-14およびUV-15専用のインタフェースユニットです。USBおよびEthernetの2つのインタフェースを有し、コンピュータからのコマンドによりUN-14およびUV-15を制御することが可能です。UV-22Viewer（付属）を使用すると、UN-14およびUV-15の設定制御、測定値の確認がコンピュータ上で行え、任意にカットオフ周波数HPF/LPF（ユーザフィルタ＊1）も設定可能になります。また、UN-14およびUV-15を複数台連結した計測時は、マスタスレーブ機能が有効になり、操作が簡便になります。
※ 2chチャージアンプUV-16は接続できません。
＊1 指定の周波数範囲内で1/3オクターブバンドステップで設定可能。

UV-22仕様
設定制御と設定確認
入力設定、感度、HPF、LPF、ユーザフィルタ（UN-14、UV-15共通）
UN-14のみ
周波数重み付け特性、レベルレンジ、時間重み付け特性
UV-15のみ
測定モード、レンジ、指示特性
測定値
UN-14
100 m秒ごとの瞬時値、最大値、Peak Leq
UV-15
100 m秒ごとの瞬時値、最大値、 Peak
UN-14/UV-15インタフェース
接続ユニット数
UN-14/UV-15を合計16台までコンピュータインタフェース
USB
USB1.1（1台のコンピュータに対し1台のUV-22を接続）
コネクタ
Mini B
Ethernet
10/100 Base-TX（1台のコンピュータに対し1台のUV-22を接続）-10 ℃〜50 ℃ 90 ％RH以下
使用温湿度範囲
電源
DC9 V〜15 V、適合ACアダプタ NC-99A/NC-99、専用バッテリユニット BP-17、シガレットアダプタ CC-82（オプション16台以下＊）＊車のバッテリの容量により異なります
消費電流約240 ｍA（DC12 V LAN動作時）
大きさ・重さ150（H） 36（W） 179（D）mm・約500 g
付属品
UV-22Viewer 1（CD-ROM）、USBケーブル
価格（税別）
300,000円

UV-22Viewer（付属）

起動画面

瞬時値表示・設定画面

UV-22Viewer仕様
設定制御内容入力設定、感度、HPF、LPF、ユーザフィルタ（UN-14、UV-15共通）
測定値
瞬時値の表示（1秒周期）（UN-14、UV-15共通）
UN-14/UV-15インタフェース
接続ユニット数
UN-14/UV-15を合計16台までコンピュータインタフェース
USB
USB1.1（1台のコンピュータに対し1台のUV-22を接続）
Ethernet
10/100 Base-TX（1台のコンピュータに対し1台のUV-22を接続）

〈正面〉

〈背面〉

※ 1台のコンピュータ（UV-22Viewer）
から、1台のUV-22を制御可能
推奨動作環境 ■CPU：Intel CeleronTM processor 800 MHz相当以上■RAM：256 MB以上 ■対応OS：Microsoft Windows 10、
１１
R

多チャンネル騒音振動計測システムでの測定例
ETHERNET

UV-22 UV-15 UN-14

イーサネット

当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関（IAJapan）
は、アジア太平洋
認定協力機構（APAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。当社の品質保証室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0197は品質保証室の認定番号です。

https://svmeas.rion.co.jp/＊本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

技術相談受付

0120 -26 -1566

当社の休日および土・日・祝日を除く
9：00 〜12：00 / 13：00 〜17：00

本社・営業部〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
TEL.042-359-7887
FAX.042-359-7458

西日本営業所〒530-0001 大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル
TEL.06-6346-3671
FAX.06-6346-3673

東海営業所〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル
TEL.052-232-0470
FAX.052-232-0458

九州リオン（株） 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 5 番 18 号
TEL.092-281-5366
FAX.092-291-2847

この印刷物は環境に配慮したUVインキを使用しています。

0710-192403.P.D

上海理音科技有限公司

郵編200233 中国上海市徐匯区宜山路900号 科技産業化大楼 C区501室
TEL.021-5423-5082
FAX.021-5423-5266

修理・再校正のお問い合わせ窓口〒192-0918 東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号
TEL.042-359-7898
FAX.042-359-7458