MTGモデルとPTGモデル
elcometerNDT.com

1
超音波厚さ計MTGモデルとPTGモデルについて
ElcometerNDTの超音波厚さ計MTG（Material Thickness Gauge）モデルと超音波精密厚さ計PTG（Precision Thickness Gauge）モデルは、人間工学を考慮した、頑丈で使いやすく正確な測定器です。0.2～500mm（0.008～20インチ）の試料の厚さを測定でき
ます。

簡単操作
操作性を重視して設計されていますので、校正と測定、報告書作成を
すばやく簡単に行えます。

正確
MTG及びPTGのどちらも、±1%以下の測定精度を持っています。滑らかな面は勿論、粗い面や曲面、塗装面と非塗装面の両方で、正確で繰り返し性の高い測定値が得られます。安定性インジケーターを見ると、超音波の強度と信頼性がわかります。

効率的
MTG2とMTG4の測定頻度は4Hz（毎秒4回読み取り）です。
MTG6、PTG6、MTG8、PTG8では、4、8、16Hz（毎秒4、8、16回読み取り）の中から選択できます。

パワフル
MTG6、MTG8、PTG8には、データを保存する機能が搭載されています。MTG6では、読み取り値1,500個までを1バッチとして保存できます。MTG8とPTG8では、最高10万個の読み取り値を、シーケンシャ
ル式またはグリッド式で1,000バッチまで英数字の名前を付けて保存できます。ElcoMaster ® やElcoMaster ® モバイルアプリと共に使用できるので、厚さ計からUSBまたはBluetooth®接続で、PC、iOS*またはAndroid™モバイルデバイスにデータを転送して報告書を作成することができます。

頑丈な設計
高い耐久性と耐衝撃性を持つ密閉式本体にはIP54準拠の防塵・防水加工が施され、液晶画面は傷が付きにくく耐溶剤性です。過酷な環境にも耐えられます。

* iPod、iPhone、iPadに対応しています** 購入後60日以内にwww.elcometer.comで登録手続きを行うことにより、2年保証に無料で延長できます

2

2年保証
**

測定モードについて
Elcometer NDT MTGモデルとPTGモデルには、試料の厚さを正確に測定するためのさまざまなモードがあります。選択できる測定モードは、モデルによって異なります。

P-E

パルス・エコーモード（P-E）：
トランスデューサの接触面から、試料の密度が変わるところ（通常、試料の反対側の面）までの距離を測定します。孔や傷の検査に適しています。

エコー・エコーモード（E-E）:

E-E

I-E

PLAS

VM

エコー・エコーモードは、厚さ0.15～10.15mm（0.006～0.4インチ）の
薄い素材の測定に適しています。素地の上面から密度が変わるところ（通常、試料の反対側の面）までの距離を測定します。

エコー・エコーThruPaint™モード（E-E）:
ThruPaint™モードともいいます。試料の皮膜の厚さは含まず、素地の上面から密度が変わるところ（通常、試料の反対側の面）までの距離を測定します。このモードで測定するには、膜厚測定用高減衰トランスデューサが必要です。

インターフェイス・エコーモード（I-E）：
非常に正確なモードです。試料の上面から密度が変わるところまでの距離を測定します。

プラスチックモード（PLAS）：
非常に薄いプラスチック膜の測定専用です。このモードで測定するには、グラファイトの特別な遅延材が必要です。

音速モード（VM）：
試料に超音波が伝播する速度を測定します。試料（合金）の均一性を判断したり、校正用に素地の音速を測定したりするのに適しています。

elcometerNDT.com

3

特長

PTGモデルの精度は、0.15～25.40mm（0.006～1.000インチ）の測定範囲の±1%です。

多種多様な素地の厚さと音速を測定するのに必要な機能がすべて備わっています。

ユーザーが選択可能な統計値

電池残量インジケーター
測定モード（P-E、E-E、I-E、PLAS、VM）
試料の音速
メインの読み取り値

一振動子と二振動子探触子各種（19ページ参照）

メートル単位またはインペリア
ル単位の大きく見やすい測定値。

4

読み取り値の安定性イン
ジケーター

メニュー選択用ソフトキー

相対的な深さの分析に便利なBス
キャン表示（2次元断面図） 。

スキャンモードでは16Hzで読み取り（毎秒16回） 。

特長

測定値が許容範囲内
かどうかを示す赤と緑のLED

読みやすい大型カラー画面は傷がつきにくく耐溶剤性

使いやすい多言語のメ
ニュー

USB

USBまたはBluetooth®接続でElcoMaster ® ソフトウェアにデータを出力

PC

ゼロ点調整ディスク™

IP54準拠の防塵・防水加工の頑丈な本体

人間工学を考慮した持ちやすいデザイン

自動認識型探触子各種（19ページ参照）

データ転送
対応ソフト

ワイヤレステクノロジ

ElcoMaster®

Elcometer NDT MTGとPTGは、いずれも精度±1%の使いやすい測定器です。測定頻度の設定は4、8、16Hzの3段階。この他にも、強力な機能を満載しています。過酷な環境にも耐えられるように、本体にはIP54準拠の防塵・防水加工が施されています。データの記録機能が備わったモデルには、最高10万個の読み取り値を、シーケンシャル式またはグリッド式で1,000バッチまで英数字の名前を付けて保存できます。
elcometerNDT.com

5表示モードについて
Elcometer NDT MTGモデルとPTGモデルには、用途に合わせて選択できる表示モードがあります。

液晶画面
カラー液晶画面は耐溶剤性で傷がつきにくく、どの情報を表示するかを指定することができます。測定モードには、パルス・エコー（P-E）、エコー・エコーThruPaint™（E-E）、インターフェイス・エコー（I-E）、プラ
スチック（PLAS）、音速（VM）の5種類あります（詳しくは、3ページの説明をご覧ください）。選択できる測定単位は、使用する測定モードによって選択します。安定性インジケーターで、超音波の強度と信頼性が示されます。

スキャンモード
広い試験面の上で探触子を滑らせながら、16Hzで（毎秒16回）読み取るモードです。試験面をスキャンするに従って、実際の読み取り値と共に、名目値、およびユーザーが指定した制限値と読み取り値との相対的な関係がバーグラフに示されます。許容範囲外の値が測定されると、赤いLEDが点滅し、警告音が鳴ります。試験面から探触子を離すと、読み取った厚さの平均値、最大値と最小値が表示されるので、試料全体の均一性を判定するのに便利です。

ランチャート最後の20個の読み取り値を示す折れ線グラフです。測定箇所による厚さの変動がわかります。1回読み取るたびにグラフが更新され、設定した許容範囲外の読み取り値は赤で表示されるので、腐食している可能性のある場
所や、本来の使用目的には厚すぎる箇所を見つけるのに便利です。

統計データの表示
画面に表示する統計値を、読み取り値の数（n）、最大値（Hi）、最小値¯（Lo）、平均値（x）、標準偏差（σ）、設定している上限値と下限値、名目値、測定値の変動幅の中から8個まで選択できます。

音速モード
試料に超音波が伝播する速度を測定します。試料（合金）の均一性を判断したり、校正用に素地の音速を測定したりするのに適しています。

6

表示モードについて使用できる表示モードはモデルによって異なりますが、上位モデルになるにつれて、モードの数が多くなります。
シーケンシャル式とグリッド式のバッチ
個々の読み取り値をシーケンシャル式またはグリッド式のバッチにまとめて、最高1,000バッチ保存することができます。バッチには、英数字の名前が付き、測定日時と測定箇所*の情報も一緒に保存されます。バッチに保存した読み取り値、統計値、全読み取り値のグラフを表示するオプションがあります。Obst*（障害）ソフトキーを使うと、測定不可能であった場
所を記録できます。

Bスキャン
試料の厚さを、時間を横軸にした2次元の断面図で示します。相対的な深さの分析に適しています。Bスキャン画面のズーム機能を自動に設定する
ことも、特定の場所を拡大表示することもできます。

差分モード
試料の厚さの名目値を設定しておき、読み取り値と共に、名目値との差が表示されるようにするモードです。思ったとおりの肉厚でないところを見つけるのに便利です。

バーグラフ¯
読み取り値と、最大値（Hi）、最小値（Lo）、平均値（x）の関係を視覚的に示します。1回読み取るたびに更新されます。

プラスチックモード
非常に薄いプラスチックの測定専用モードです。

*グリッド式バッチのみ

elcometerNDT.com

7

MTG2
特長

探触子の自動認識機能、4Hzの測定頻度（毎秒4回読み取り）、ゼロ点調整ディスクと±1%の精度を持つMTG2は、ベーシックタイプの厚さ計です。

•

パルス・エコー（P-E）モード•

鋼鉄測定用に校正済み•

測定頻度は毎秒4回•

USB接続でPCにデータを出力

P-E

MTG2には、5MHz、直径¼インチの探触子が付属しています。鋼鉄の母材用にあらかじめ校正済みで、厚さ500mm（20インチ）までの試料をパルス・エコー（P-E）モードで測定します。測定モードについて詳し
くは、3ページを参照してください。
ElcoMaster®ソフトウェアを使って、USB接続で読み取り
値をPC（または同様のデバイス）に転送して、分析することができます。

内用品
Elcometer MTG2厚さ計、5MHz、直径1/4インチのL型探触子、カプラント、リストバンド、スクリーンプロテクター、
バッド入り収納ケース、AA電池2本、校正証明書、2年保証への延長申込書、取扱説明書

8

MTG4
特長

P-E

E-E

•

パルス・エコー（P-E）モードとエコー・エコーThruPaint™（E-E）モード•

校正方法：1点式、材質選択、工場出荷時デフォルト•

測定頻度は毎秒4回•

USB接続でPCにデータを出力

校正方法と測定モードを選択できるMTG4は、塗装済みと未塗装のさまざまな素材を測定するのに適しています。
MTG2の全機能に加え、MTG4には校正方法のオプションが備わっています。1点式校正は、厚さがわかっている未塗装の試料の見本を使います。または、厚さ計に保存されている39種類の材質のリストから試料に合ったものを選択できます。このリストには、アルミニウム、鋼
鉄、ステンレス、鋳鉄、プレキシガラス、PVC、ポリス
チレン、ポリウレタンが含まれます。すべての材質のリストについては、22ページをご覧ください。

エコー・エコーThruPaint TM （E-E）モードでは、厚さ20.00mm（0.787インチ）までの塗装済み試料を測定できます。このモードでは、試料の塗膜の厚さは含まず、素地の上面から密度が変わるところまでの距離が測定されます。測定モードについて詳しくは、3ページを参照
してください。
ElcoMaster ® ソフトウェアを使って、USB接続で読み取り値をPC（または同様のデバイス）に転送して、分析することができます。

内用品
Elcometer MTG4厚さ計、5MHz、直径1/4インチのL型探触子、カプラント、リストバンド、スクリーンプロテクター、
バッド入り収納ケース、AA電池2本、校正証明書、2年保証への延長申込書、取扱説明書

elcometerNDT.com

9

MTG6
特長

P-E

E-E

VM

•

パルス・エコー（P-E）モード、エコー・エコーThruPaint™（E-E）モード、音速（VM）モード•

校正方法：2点式、1点式、材質選択、音速入力、厚さ入力、工場出荷時
デフォルト

•

測定頻度：毎秒4、8、16回から選択可能•

分解能：0.1mm（0.01インチ）または0.01mm（0.001インチ）に切り替
え可能•

スキャンモード•

読み取り値、選択した統計値、バーグラフ、ランチャートの表示•

読み取り値1,500個までを1バッチにシーケンシャル保存可能なメモリ•

USBまたはBluetooth®でElcoMaster®とElcoMaster®モバイルアプリにデータを出力

校正方法のオプション、高速スキャンモードを含む測定モードの選択機能、画面表示の設定機能が備わった
MTG6は、塗装済みと未塗装のさまざまな試料の測定に適しています。また、内蔵メモリに保存したデータを分
析と報告書作成用に転送することもできます。
MTG2とMTG4の全機能に加え、MTG6には、2点式、音
速入力、厚さ入力の校正方法のオプションがあります。
音速モード（VM）は、試料（合金）の均一性を判断したり、校正用に素地の音速を測定したりするのに最適です。測定モードについて詳しくは、3ページを参照してください。

スキャンモードでは、大きな試験面を16Hz（毎秒16回）
でスキャンできます。試験面から探触子を離すと、読み取った厚さの平均値、最大値と最小値が表示されるので、試料全体の均一性を判定するのに便利です。スキャ
ンモードについて詳しくは、6ページを参照してください。
画面の表示内容を設定することもできます。例えば、現在の読み取り値、統計値、最大値（Hi）、最小値（Lo）、¯
平均値（x）の関係を示すバーグラフ、最後の20個の読み取り値のランチャートを表示するオプションがあります。画面の表示内容について詳しくは、6ページと7ペー
ジを参照してください。
MTG6には、1,500個までの読み取り値を1バッチとして保存できるメモリが内蔵されています。メモリに保存したデータは、ElcoMaster ® やElcoMaster ® モバイルア
プリを使って、USBかBluetooth®接続でPC、iOSまたはAndroid™モバイルデバイスに転送して分析や報告書作成に使用できます。
™

内用品
Elcometer MTG6厚さ計、5MHz、直径1/4インチのL型探触子、カプラント、リストバンド、スクリーンプロテクター3個、パッド入り収納ケース、
プラスチック製キャリーケース、AA電池2本、校正証明書、USBケーブル、ElcoMaster®ソフトウェア、2年保証への延長申込書、取扱説明書

10

データ転送
対応ソフト

ワイヤレステクノロジ

ElcoMaster

®

MTG8
特長

P-E

E-E

VM

•

ルス・エコー（P-E）モード、エコー・エコーThruPaint ™（E-E）モード、音速（VM）モード•

校正方法：2点式、1点式、材質選択、音速入力、厚さ入力、工場出荷時デフォ
ルト•

校正値を3組まで保存可能なメモリ•

測定頻度：毎秒4、8、16回から選択可能•

分解能：0.1mm（0.01インチ）または0.01mm（0.001インチ）に切り替え可能•

スキャンモード•

読み取り値、選択した統計値、バーグラフ、ランチャート、Bスキャン、差分
モードの表示•最高1,000バッチ、読み取り値10万個をシーケンシャル式またはグリッド式で保存できるメモリ•

測定値の上限と下限設定、範囲外の値をランプとブザーで知らせる機能•

USBまたはBluetooth®でElcoMaster ® とElcoMaster ® モバイルアプリにデータを出力

MTGシリーズの最上位モデルMTG8は、多種多様な素地や塗膜の厚さと音速を測定するのに必要な機能がすべて備わった、用途の広い測定器です。
MTG2、MTG4、MTG6の全機能に加え、校正値を3組まで保存できるメモリが内蔵されています。一旦校正値を保存したら、次に厚さ計を校正するときに、その中から選択できます。校正手順を最初からやり直す必要はありません。保存した校正値の英数字の名前を、目的に合わせて変更することもできます。
MTG8には、測定値の上限と下限を設定する機能、および範囲外の値をランプとブザーで知らせる機能が搭載されています。この制限値は、個々の測定用に設定することも、バッチ用に設定することもできます。設定した許容範囲外の値が読み取られると、該当する上限または下限のアイコンと読み取り値が赤で表示され、赤いLEDが点滅
して警告音が鳴ります。

Bスキャン表示では、試料の厚さが時間を横軸にした2次元の断面図で示されます。相対的な深さの分析に適しています。Bスキャン画面のズーム機能を自動に設定することも、特定の場所を拡大表示することもできます。
MTG8の内蔵メモリには、最高1,000バッチ、読み取り値
10万個を、シーケンシャル式またはグリッド式で保存できます。グリッド式のバッチでは、読み取り値が縦横に並んだ形（表形式）で保存されます。測定不可能だった場所をグリッドに記録するためのObst（障害）ソフトキ
ーがあります。
ElcoMaster ® やElcoMaster ® モバイルアプリと共に使用できるので、USBまたはBluetooth ®接続で、厚さ計からPC、iOSまたはAndroid™モバイルデバイスにデータを転送して、分析や報告書作成に使用することができます。

また、差分モードで表示する機能も備わっています。これは、試料の厚さの名目値を設定しておき、読み取り値
と共に、名目値との差が表示されるようにするモードです。思ったとおりの肉厚でないところを見つけるのに便
利です。

内用品
Elcometer MTG8 厚さ計、5MHz、直径1/4インチのL型探触子、カプラント、リストバンド、スクリーンプロテクター3個、パッド入り収納ケース、プラスチ
ック製キャリーケース、AA電池2本、校正証明書、USBケーブル、ElcoMaster®ソフトウェア、2年保証への延長申込書、取扱説明書

elcometerNDT.com

™

データ転送
対応ソフト

ワイヤレステクノロジ

ElcoMaster

®

11

PTG6
特長

I-E

E-E

PLAS

•

エコー・エコー（E-E）モード、インターフェイス・エコー（I-E）モード、プラスチック（PLAS）モード•

測定範囲：0.15～25.40mm（0.006～1.000インチ）•

校正方法：2点式、1点式、材質選択、音速入力、工場出荷時デフォルト•

測定頻度：毎秒4、8、16回から選択可能•

分解能：0.1mm（0.01インチ）または0.01mm（0.001インチ）に切り替え可能•

USB接続でElcoMaster®にデータを出力

PTG6は、エコー・エコー（E-E）、インターフェイス・エコー（I-E）、プラスチック（PLAS）の3つの測定モードで、0.15～25.40mm（0.006～1.000インチ）の試料を精度±1%で測定できます。非常に精度の高い測定値が求められる場合に適しています。
測定モードについて詳しくは、3ページを参照してくだ
さい。

PTG6では、校正方法のオプションを選択できます。1点式校正は、厚さがわかっている未塗装の試料の見本を使います。厚さ計に保存されている39種類の材質のリスト
から試料に合ったものを選択することもできます。このリストには、アルミニウム、鋼鉄、ステンレス、鋳鉄、
プレキシガラス、PVC、ポリスチレン、ポリウレタンが含まれます。すべての材質のリストについては、22ペー
ジをご覧ください。
さらに、2点式校正、および音速を入力するオプションもあります。
ElcoMaster ® ソフトウェアを使って、USB接続で読み取り値をPC（または同様のデバイス）に転送して、分析することができます。

内用品
Elcometer PTG6精密厚さ計、15MHz、直径1/4インチ、Microdotコネクタ付きL型一振動子探触子、カプラント、収納バッグ、リストバンド、スクリーンプロテクター3個、パッド入り収納ケース、プラスチック製キャリーケース、AA電池2本、校正証明書、2年保証への延長申込書、取扱説明書

12

PTG8
特長

I-E

E-E

PLAS

•

エコー・エコー（E-E）モード、インターフェイス・エコー（I-E）モード、プラスチック（PLAS）モード•

測定範囲：0.15～25.40mm（0.006～1.000インチ）•

校正方法：2点式、1点式、材質選択、音速入力、工場出荷時デフォルト•

校正値を3組まで保存可能なメモリ•

測定頻度：毎秒4、8、16回から選択可能•

分解能：0.1mm（0.01インチ）または0.01mm（0.001インチ）に切り替え可能•

スキャンモード•

読み取り値、選択した統計値、バーグラフ、ランチャート、Bスキャン、差分
モードの表示•最高1,000バッチ、読み取り値10万個をシーケンシャル式またはグリッド式で保存できるメモリ•

測定値の上限と下限設定、範囲外の値をランプとブザーで知らせる機能•

USBまたはBluetooth®でElcoMaster®とElcoMaster®モバイルアプリにデータを出力

超音波精密厚さ計の最上位モデルPTG8には、ほとんどすべての素地の厚さを正確に測定するために必要なあら
ゆる機能が備わっています。
画面の表示内容を設定することができます。例えば、現在の読み取り値、統計値、最大値（Hi）、最小値（Lo）¯¯、平均値（x）の関係を示す横棒、最後の20個の読み取り値のランチャートを表示するオプションがあります。
スキャンモードでは、大きな試験面を16Hz（毎秒16回）
でスキャンできます。試験面からトランスデューサを離すと、読み取った厚さの平均値、最大値と最小値が表示されます。
PTG8の内蔵メモリに、校正値を3組まで保存することができます。一旦校正値を保存したら、次に厚さ計を校正するときに、その中から選択できます。校正手順を最初からやり直す必要はありません。
保存した校正値の英数字の名前を、目的に合わせて変更することもできます。
PTG8には、測定値の上限と下限を設定する機能、および範囲外の値をランプとブザーで知らせる機能が搭載されています。この制限値は、個々の測定用に設定することも、バッチ用に設定することもできます。設定した許容範囲外の値が読み取られると、該当する上限または下限のアイコンと読み取り値が赤で表示され、赤いLEDが点滅して警告音が鳴ります。

また、差分モードで表示する機能も備わっています。これは、試料の厚さの名目値を設定しておき、読み取り値
と共に、名目値との差が表示されるようにするモードです。思ったとおりの肉厚でないところを見つけるのに便利です。
Bスキャン表示では、試料の厚さが時間を横軸にした2次元の断面図で示されます。相対的な深さの分析に適しています。Bスキャン画面のズーム機能を自動に設定する
ことも、特定の場所を拡大表示することもできます。
PTG8の内蔵メモリには、最高1,000バッチ、読み取り値
10万個を、シーケンシャル式またはグリッド式で保存できます。グリッド式のバッチでは、読み取り値が縦横に並んだ形（表形式）で保存されます。測定不可能だった場所をグリッドに記録するためのObst（障害）ソフトキ
ーがあります。
ElcoMaster ® やElcoMaster ® モバイルアプリと共に使用できるので、USBまたはBluetooth®接続で、厚さ計からPC、iOSまたはAndroid™モバイルデバイスにデータを転送して、分析や報告書作成に使用することができます。

内用品
Elcometer PTG8精密厚さ計、15MHz、直径1/4インチ、Microdotコネクタ付きL型一振動子探触子、カプラント、収納バッグ、リストバンド、スクリーンプロテクター3個、パッド入り収納ケース、プラスチック製キャリーケース、AA電池2本、校正証明書、USBケーブル、
ElcoMaster®ソフトウェア、2年保証への延長申込書、取扱説明書

elcometerNDT.com

™

データ転送
対応ソフト

ワイヤレステクノロジ

ElcoMaster®

13

MTG仕様モデル番号号
コード番号 (探触子付き)1
コード番号 (本体のみ)
使いやすい多言語メニュー
IP54準拠の耐久性、防水性、防塵性
バックライト付き明るいカラー画面
輝度調整機能付き環境光センサー
傷が付きにくく耐溶剤性の2.4インチ(6cm)TFT画面
しっかりとした手ごたえの大きなボタン
PCからUSBで給電
ElcoMaster ® によるファームウェアのアップデート2
2年保証3
40組の制限値設定とランプとブザーによる警報
測定頻度
測定モード

測定範囲5

精度6

パルス・エコー(P-E)

0.63～500mm(0.025～20インチ)±0.1mm (0.63～19.99mm) ±0.004インチ (0.025～0.787インチ)±0.5% (20.00～500.00mm) ±0.5% (0.788～20.00インチ)

パルス・エコー(P-E)

0.63～500mm(0.025～20インチ)±0.05mm (0.63～9.99mm) ±0.004インチ (0.025～0.393インチ)±0.5% (10.00～500.00mm) ±0.5% (0.394～20.00インチ)

エコー・エコー 2.54～20.00mm
ThruPaint™ (E-E) (0.100～0.787インチ)±0.1mm (2.54～20.00mm) ±0.004インチ (0.100～0.787インチ)

エコー・エコー 2.54～20.00mm
ThruPaint™ (E-E) (0.100～0.787インチ)±0.05mm (2.54-9.99mm) ±0.004インチ (0.100～0.393インチ)±0.5% (10.00～20.00mm) ±0.5% (0.394～0.787インチ)

音速 (VM)

MTG4
MTG4-TXC

MTG6

MTG8

MTG6DL-TXC MTG8BDL-TXC

MTG4

MTG6DLMTG8BDL

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

4Hz

4Hz

■

■

4, 8, 16Hz4

4, 8, 16Hz4

■

■

■

■

■

■

■

11250～10,000m/秒 (0.0492～0.3937インチ/マイクロ秒)

測定単位mmまたはインチ
m/秒、インチ/マイクロ秒
繰り返し性と安定性のインジケーター
表示モード
読み取り値
選択した統計値
バーグラフ(スキャン時)
ランチャート
読み取り値と差分
Bスキャン(断面図)
分解能の選択低： 0.1mm、0.01"、10m/秒、0.001"/μ秒
高： 0.01mm、0.001"、1m/秒、0.0001"/μ秒
統計値¯
読み取り値の数(n)、平均(x)標準偏差(σ)最小読み取り値(Lo)、最大読み取り値(Hi)
上限値と下限値
読み取り値の変動幅
名目値
下限値を下回る読み取り値の数
上限値を超える読み取り値の数

14

MTG2
MTG2-TXC

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■
■
■
■
■

MTG仕様
モデル番号
コード番号(探触子付き)1
コード番号(本体のみ)
校正方法
ゼロ点調整(内蔵ディスク使用)
1点式
2点式
39種類の材質から選択7
工場出荷時のデフォルトにリセット
音速入力
既知の厚さの入力
校正機能
PIN(暗証番号)による校正値のロック
厚さ計の検定校正値を3組まで保存可能なメモリ
校正範囲外の測定値を知らせる機能
データの記録(メモリ使用)
読み取り値の数
保存可能なバッチの数
シーケンシャル式
グリッド式
固定バッチサイズﾞとバッチ同士のリンク
グリッドへの「obst」(障害)記録
直前の読み取り値の削除
測定日時の記録
バッチデータの確認、クリア、消去
英数字のバッチ名の指定
バッチ内のデータのグラフ
データ出力
USB：PCに接続
Bluetooth®：PC、Android™とiOSデバイスに接続
ElcoMaster ® ソフトウェア
探触子の型
二振動子
探触子の自動認識
自動Vパス補正
電池8
電池の寿命8アルカリ電池: 15時間
リチウム電池: 28時間

使用温度
寸法(幅 x 高さ x 奥行)-10～50°C (14～122°F)
145 x 73 x 37mm (5.7 x 2.84 x 1.46インチ)

本体重量(電池も含む)

MTG2

MTG4

MTG2-TXC

MTG4-TXC

■

MTG6

MTG8

MTG6DL-TXC MTG8BDL-TXC

MTG4

MTG6DLMTG8BDL

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■
■

1,500

100,000

1

1,000

■

■
■
■
■

■

■

■

■

■

■
■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

2 x AA

2 x AA

2 x AA

2 x AA

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

210g
(7.4オンス)

210g(7.4オンス)

210g(7.4オンス)

210g(7.4オンス)

MTGには5MHz、直径1/4インチのL型探触子がインターネット接続が必要です3
保証期間を2年間に無料で延長するには、購入日から60日以内にwww.elcometer.comで製品を登録してください4
スキャンモードでのデフォルト設定は16Hzです5
試料の材質と使用するトランスデューサによって異なります
6
鉄の上
7
全材質のリストは22ページにあります
8
アルカリ電池が付属しています。リチウム電池と充電池も使用できます。電池の寿命は、毎秒1回読み取った場合の連続使用時間です1
2

MTGの適合規格 : ASTM E797, EN 14127, EN15317

elcometerNDT.com

15

PTG仕様モデル番号号
コード番号(探触子付き)1
コード番号(本体のみ)
使いやすい多言語メニュー
IP54準拠の耐久性、防水性、防塵性
バックライト付き明るいカラー画面
輝度調整機能付き環境光センサー
傷が付きにくく耐溶剤性の2.4インチ(6cm)TFT画面
しっかりとした手ごたえの大きなボタン
PCからUSBで給電
ElcoMaster ® によるファームウェアのアップデート
2年保証3
40組の制限値設定とランプとブザーによる警報
測定頻度

PTG6

PTG8

PTG6-TXC

PTG8BDL-TXC

PTG6

PTG8BDL

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

4, 8, 16Hz

4

4, 8, 16Hz4

測定モード

測定範囲5

精度6

エコー・エコー(E-E)

0.15～10.15mm±0.015mm (0.15～2.99mm) ±0.0006インチ (0.006～0.117インチ)(0.006～0.400インチ) ±0.5% (3.00～10.15mm)±0.5% (0.118～0.400インチ)■■

インターフェイス・
エコー(I-E)

1.65～25.40mm(0.065-1.000インチ)±0.015mm (1.65～2.99mm) ±0.0006インチ (0.065～0.117インチ)±0.5%(3.00～25.4mm)±0.5% (0.118～1.000インチ)■■

プラスチック(PLAS)

0.15～5.00mm±0.015mm (0.15～2.99mm) ±0.0006インチ (0.006～0.117インチ)(0.006～0.197インチ) ±0.5% (3.00～5.00mm)±0.5% (0.118～0.197インチ)

■

■

■

■

■

■

■

■

測定単位
mmまたはインチ
繰り返し性と安定性のインジケーター
表示モード
読み取り値
選択した統計値
バーグラフ(スキャン時)
ランチャート
読み取り値と差分
Bスキャン(断面図)
分解能の選択低： 0.1mm、0.01"、10m/秒、0.001"/μ秒
高： 0.01mm、0.001"、1m/秒、0.0001"/μ秒
統計値¯
読み取り値の数(n)、平均(x)標準偏差(σ)最小読み取り値(Lo)、最大読み取り値(Hi)
上限値と下限値
読み取り値の変動幅
名目値
下限値を下回る読み取り値の数
上限値を超える読み取り値の数

16

■
■
■
■
■
■

■

■

■

■
■
■
■
■
■
■

PTG仕様
モデル番号
コード番号(探触子付き)1
コード番号(本体のみ)
校正方法
1点式
2点式
39種類の材質から選択7
工場出荷時のデフォルトにリセット
音速入力
校正機能
PIN(暗証番号)による校正値のロック
厚さ計の検定校正値を3組まで保存可能なメモリ
校正範囲外の測定値を知らせる機能
データの記録(メモリ使用)
読み取り値の数
保存可能なバッチの数
シーケンシャル式
グリッド式
固定バッチサイズﾞとバッチ同士のリンク
グリッドへの「obst」(障害)記録
直前の読み取り値の削除
測定日時の記録
バッチデータの確認、クリア、消去
英数字のバッチ名の指定
バッチ内のデータのグラフ
データ出力
USB：PCに接続
Bluetooth®：PC、Android™とiOSデバイスに接続
ElcoMaster ® ソフトウェア
探触子の型
一振動子
探触子の自動認識
電池8

PTG8
PTG8BDL-TXC

PTG6

PTG8

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■
■
100,000
1,000
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■
■

電池の寿命

アルカリ電池：15時間
リチウム電池：28時間

使用温度
寸法(幅 x 高さ x 奥行)-10～50°C (14～122°F)
145 x 73 x 37mm (5.7 x 2.84 x 1.46")

8

PTG6
PTG6-TXC

本体重量(電池も含む)

■

■

■

■

■

■

2 x AA

2 x AA

■

■

■

■

■

■

210g
(7.4oz)210g(7.4oz)PTGには15MHz、直径1/4インチ、Microdotコネクタ付きL型一振動子探触子が付属しています
インターネット接続が必要です3
保証期間を2年間に無料で延長するには、購入日から60日以内にwww.elcometer.comで製品を登録してください4
スキャンモードでのデフォルト設定は16Hzです5
試料の材質と使用するトランスデューサによって異なります
6
鉄の上
7
全材質のリストは22ページにあります
8
アルカリ電池が付属しています。リチウム電池と充電池も使用できます。電池の寿命は、毎秒1回読み取った場合の連続使用時間です1
2

PTGの適合規格 : EN 14127, EN 15317

elcometerNDT.com

17

探触子
超音波厚さ計用の優れた探触子を各種取り揃えています。
用途に合った探触子を選ぶことが大切です。測定する素地の種類、測定範囲、母材の形状（平面または曲面）、試料の寸法などを考慮する必要があります。

◀ 一振動子型

正しい周波数と直径の探触子を選ぶ◀ 二振動子型

一方、高い周波数の探触子は、精度の高い測定値が必要な場合に最適です。高周波数の音波は指向性が大きいので、測定したい場所以外からのエコーが少なくなります。周波数が高く波長の短い音波は、薄い素地の測定にも適しています。

超音波を発信および受信する水晶振動子が1つだけ付いています。高い周波数での検査用です。

発信用と受信用の2つの水晶振動子が内蔵され、発信部と受信部は防音材で区切られています。

.500”
1.0 MHZ.500”
HD
3.5 MHZ.500”
2.25 MHZ.250”
10 MHZ

.250"
15MHz

.250”
HD
5 MHZ

.187”
5 MHZ

.250”
7.5 MHZ.250"
20 MHzケーブルの接続方法
ケーブル付き：探触子製造時にケーブルが接続されます（取り外せません）。
Microdot：回して締めるタイプのコネクタ2個でケーブルに接続します。ケーブルが損耗した場合に交換できます。

物質によって、音がどのように伝わるかが異なります。音が伝わりやすいものもあれば、音を吸収してしまうものもあります。後者の場合は、正確に測定するのが難しいことがあります。そのため、試験す
る材質に合った周波数と直径の探触子を選択することが重要になります。

低い周波数の探触子は、主に、音を吸収しやすい材
質（プラスチックや合成素材）の測定に使います。
周波数の低い音波は深部にまで透過するので、反射波も強くなり、よい測定値が得られます。
この深部にまで届くという性質は、厚い試料の測定に適しています。
直径の大きな探触子には、大きな水晶振動子（超音波の発信・受信用）が付いています。振動子が大きいほど、大きな波形を発生させ、受信感度も上がります。
したがって、大きな探触子の方が小さなものよりも透過する高い透過性となります。
高い透過性と感度が要求されない場合は、小さな探触子の方が、狭い溝などの手が届きにくいところにも正確に配置できるので便利です。

MTG用とPTG用の探触子はすべて自動認識型です。厚さ計に接続するだけで認識されます。
適切な型の探触子を選ぶ
検査に適した探触子を選ぶことが重要です。
CT = 膜厚測定用
HD = 高減衰S = 標準

1MHz

18

2.25MHz 3.5MHz

5MHz

7.5 MHz 10MHz

15MHz

20MHz

探触子
二振動子探触子と一振動子探触子

校正証明書

MTG8

●

●

●

PTG8

MTG6

●

PTG6

MTG4

チタン

アルミニウムガラス

鋼鉄

薄いガラス繊維

ガラス繊維●

薄いプラスチック

プラスチック●

Microdot●

L型

S

ThruPaint™

L型

プローブの
直径
プローブの種類

減衰

コード番号

測定材料

鋳鉄

コネクタ

1.00MHz二振動子探触子
TXC1M00EP-2

1/2インチ

●

2.25MHz二振動子探触子
TXC2M25CP-2

1/4インチ

L型

S

●

●

●

●

●

●

●

●

TXC2M25EP-2

1/2インチ

L型

S

●

●

●

●

●

●

●

●

L型

S

●

●

●

●

●

●

●

●

3.50MHz二振動子探触子
TXC3M50EP-1

1/2インチ

5.00MHz二振動子探触子
TXC5M00BP-4

3/16インチ

L型

S

●

●

●

●

●

●

●

●

TXC5M00CP-4

1/4インチ

L型

S

●

●

●

●

●

●

●

●

TXC5M00CP-10

1/4インチ

L型

HD

●

●

●

●

●

●

●

●

TXC5M00CP-8

1/4インチ

高温測定用

S

●

●

●

●

●

●

●

●

TXC5M00EP-3

1/2インチ

L型

S

●

●

●

●

●

●

●

●

S

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

7.50MHz二振動子探触子
TXC7M50BP-3

3/16インチ

L型

TXC7M50CP-4

1/4インチ

L型

S

TXC7M50CP-6

1/4インチ

L型

HD●

10.0MHz二振動子探触子
TXC10M0BP-1

3/16インチ

L型

S

●

●

●

●

●

●

●

●

TXC10M0CP-4

1/4インチ

L型

S

●

●

●

●

●

●

●

●

L型

S

●

●

●

●

●

●

●

●

L型

S

●

●

●

●

●

●

●

●

15.0MHz一振動子探触子
TXC15M0CM

1/4インチ

20.0MHz一振動子探触子
TXC20M0CM

1/4インチ

遅延材
一振動子探触子には、アルミニウムとチタンの測定に適した9mmと12mmのアクリル製遅延材が付属しています。プラスチックモード（PLAS）で薄いプラスチックを測定する場合は、グラファイト製の遅延材が必要です。この遅延材は、アクセサリーとして別途
ご注文ください。
コード番号

説明

T92016528
T92016529
T92023853-4

アクリル製遅延材：直径1/4インチ、長さ9mm
アクリル製遅延材：直径1/4インチ、長さ12mm
グラファイト製遅延材：直径1/4インチ、長さ3/8インチ

どの探触子にも、校正証明書が付属しています。
HD：高減衰CT ：減衰、膜厚測定用
S ：標準、減衰なし
厚さ計に付属している探触子とは別の探触子を注文するときは、厚さ計コード番号からTXCを除いた番号を使用してください。

elcometerNDT.com

19アクセサリー
校正用試験片とカプラント
さまざまな厚さの試験片を単品とセットでご用意しています。用途に合わせてお選びください。Elcometerの校正用試験片は、4340鋼製で、定格値の許容誤差±0.1%という信頼性の高い試験片です。いずれも校正証明書が付属しています。
コード番号

説明

校正用試験片 - セット

T920CALSTD-SET1

校正用試験片セット
定格厚さの範囲：2～30mm（0.08～1.18インチ）1, 2
内容：厚さ2、5、10、15、20、25、30mm（0.08、0.20、0.39、
0.59、0.79、0.98、1.18インチ）の試験片、試験片ホルダーと校正証明書 。

T920CALSTD-SET2

校正用試験片セット
定格厚さの範囲：40～100mm（1.57～3.94インチ）1, 2
内容：厚さ40、50、60、70、80、90、100mm（1.57、1.97、2.36、
2.76、3.15、3.54、3.94インチ）の試験片、試験片ホルダーと校正証明書 。

T920CALSTD-HLD

試験片ホルダー
厚さ100mm（3.94インチ）までの試験片用 。

コード番号
校正用試験片 - 単品

定格厚さ（mm）

定格厚さ（インチ）1

T920CALSTD-2

2

0.078

T920CALSTD-5

5

0.196

T920CALSTD-10

10

0.393

T920CALSTD-15

15

0.590

T920CALSTD-20

20

0.787

T920CALSTD-25

25

0.984

T920CALSTD-30

30

1.181

T920CALSTD-40

40

1.574

T920CALSTD-50

50

1.966

T920CALSTD-60

60

2.362

T920CALSTD-70

70

2.755

T920CALSTD-80

80

3.149

T920CALSTD-90

90

3.543

T920CALSTD-100

100

3.937

20

アクセサリー
超音波測定用カプラント
Elcometerは、水平面と壁面の両方で使用できるカプラントを開発しました。標準
カプラントの温度範囲は、-15～104°C（5～220°F）です。高温測定用カプラント
は、398°C（750°F）までの試料で使用できます。高温測定用トランスデューサと共に使用してください。

コード番号

説明

T92015701

超音波測定用カプラント、120ml（4オンス）

T92024034-7

超音波測定用カプラント、300ml（10オンス）

T92024034-3

超音波測定用カプラント、3.8l（1ガロン）

T92015701-5

超音波測定用カプラント、120ml（4オンス）; ボトル5個入り

T92024034-8

超音波測定用カプラント、500ml（17オンス）

T92024034-9

超音波高温測定用カプラント、60ml（2オンス）

T92024034-10

超音波高温測定用カプラント、60ml（2オンス）; 2個入り

探触子のアダプター
これらのアダプターは、Elcometer製または他社製の自動認識されない一振動子および二振動子型探触子やLemoコネクタ付き探触子をElcometer MTGまたはPTGに接続するために使います。

対応モデル

コード番号

説明

T92024911
二振動子用3探触子のアダプター

T92025657
一振動子用4

探触子のアダプター

MTG2

MTG4

MTG6

MTG8

●

●

●

●

PTG6

PTG8

●

●

1

インチの値は、便宜上の換算値です。どの試験片もミリメートル単位で製造・測定されています。

2

PTGの定格厚さの範囲は、2～25mmです。

3

Elcometer製または他社製の自動認識されない二振動子型探触子やLemoコネクタ付き探触子をElcometer MTG厚さ計に接続するアダプターです。

4

Elcometer製または他社製の自動認識されない一振動子型探触子やLemoコネクタ付き探触子をElcometer PTG精密厚さ計に接続するアダプタす。

全探触子のリストは、www.elcometer.comをご覧ください。
全探触子のリストは、www.elcometer.comをご覧ください。
* 試料の温度398°C（750°F）まで。高温測定用探触子と使用

elcometerNDT.com

21設定済み材質とその音速
MTG4、MTG6、MTG8、PTG6、PTG8で校正時に選択可能な39種の材質とその音速
Elcometer
での番号説明（元素記号・分類）

名称

音速
（m/秒）

音速
（インチ/マイク
ロ秒）

1

Fe

軟鉄

5960

0.235

NPL

2

Fe

鋳鉄

4990

0.196

NPL

3

Al

アルミニウム（7075-T6)

6350

0.250

ASNT

4

Ti

チタン

6100

0.240

ASNT

5

Mg

マグネシウム

5790

0.228

ASNT

6

Ni

ニッケル

5630

0.222

ASNT

7

W

タングステン

5180

0.204

ASNT

8

Cu

銅

4660

0.183

ASNT

9

Zn

亜鉛

4190

0.165

NPL

10

Ag

銀

3600

0.142

業界

11

Sn

錫

3380

0.133

NPL

12

Pt

白金

3260

0.128

NPL

13

Au

金

3240

0.128

NPL

14

Cd

カドミウム

2780

0.109

NPL

出典
NPL = 英国国立物理学研究所
ASNT = 米国非破壊検査協会
業界 = 業界標準

15

Bi

ビスマス

2180

0.086

業界

16

Pb

鉛

2160

0.085

ASNT

17

コバルトクロム合金

ステライト

6990

0.275

業界

18

鉄合金

炭素鋼1018

5920

0.233

業界

19

鉄合金

合金鋼4340

5850

0.230

業界

20

ニッケルクロム合金

インコネル625

5820

0.229

業界

21

銀合金

ステンレス鋼(オーステナイト系304)

5660

0.233

ASNT

22

銅合金

コンスタンタン

5180

0.204

NPL

23

Copper-nickel Alloy

洋銀

4760

0.187

業界

24

Copper-zinc Alloy

ネーバル黄銅

4430

0.174

ASNT

25

非金属

クォーツガラス

5930

0.233

ASNT

26

非金属

クラウンガラス

5660

0.223

NPL

27

非金属

フリントガラス

5260

0.207

NPL

28

非金属

磁器

5840

0.230

業界

29

非金属

プレキシガラス

2760

0.109

業界

30

非金属

ガラス繊維

2740

0.108

業界

31

非金属

ナイロン

2680

0.106

NPL

32

非金属

エポキシ樹脂

2540

0.100

業界

33

非金属

ポリスチレン

2350

0.093

NPL

34

非金属

PVC

2330

0.092

NPL

35

非金属

ブチルゴム

1830

0.072

業界

36

非金属

天然ゴム

1600

0.063

NPL

37

非金属

ポリウレタン

1780

0.070

業界

38

非金属

テフロン

1400

0.055

NPL

39

非金属

水

1490

0.059

ASNT

22

非破壊検査器
ElcoMaster®は、PCやモバイルデバイス で測定データの管理と報告書作成を行う ための使いやすいソフトウェアです。
単に測定するだけではなく、測定データ をどのように利用するかが大切です。
検査はスムーズに進行しても、報告書の 作成は意外に時間がかかるもの。しか し、ElcoMaster®を使えば、独自の報告書を 検査現場であっという間に仕上げられます。
エクスポート、印刷、メー
ル送信
PDF形式のファイルのエク
スポートと印刷、メール送
信をクリック1つで行えます

簡単に接続
ウィザードの手順に従って、簡単に測定装置を接続(Bluetooth®またはUSB)してデータをダウンロードできます

USB
®

PDF

既存のレポートのインポート
既存のレポートのデータをドラッ
グ＆ドロップでElcoMaster®に取り込んで、保存、印刷できます

クラウド

クラウドコンピューティ
ング
複数の場所で検査を実施する場合は、安全なクラウドコンピューティング
が便利です

ElcoMaster ® には、測定データを確認して、正確で見栄えのする報告書を作成する優れた機能が搭載されています。
測定装置との接続から報告書の完成まで、各手順をわかりやすく説明するウィザードを使えます。

iPhoneおよびAndroid™用ElcoMaster ® モバイルアプリには、次の機能が搭載されています。
• Bluetooth ®対応のElcometerの装置で読み取った値、またはバッチに保存したデータを、携帯電話
やタブレット、PCに転送

特長：

•

•
•
•
•
•
•
•
•

1

電子メール

Elcometerのさまざまな装置のデータを1件の報告書に組み込み
報告書に表示する限度値の設定、写真や備考の追加測定データを別の形式（Excelなど）にエクスポー
ト
報告書を印刷、電子メールに添付、PDFに変換
独自のレポートをデザインして、読み取り値や統計値をドラッグアンドドロップして挿入
複数のバッチのデータを1件の報告書に組み込み
ElcoMaster ® モバイルアプリとリンク
Elcometerの装置とElcoMaster ® ソフトウェアの新リリースを知らせるメッセージが自動的に表示されるので、測定現場でアップグレード可能

Android™デバイスのみ

2•

読み取り値の収集場所が指定されたテンプレート
を使ってデータを収集1
測定現場でデータ分析を行ってから、読み取り値と一緒に写真やコメントをPDFファイルに変換2して電子メールで送信

詳しくは、当社Webサイト（www.elcometer.com）をご覧ください。

iOSデバイスのみ

elcometerNDT.com

23

英国

Elcometer Limited
Manchester M43 6BU

電話 : +44 (0)161 371 6000
ファックス : +44 (0)161 371 6010
sales@elcometer.com
www.elcometer.com
ベルギー
Elcometer SA
電話 : +32 (0)4 379 96 10
ファックス : +32 (0)4 374 06 03
be_info@elcometer.com
www.elcometer.be
フランス
Elcometer Sarl
電話: +33 (0)2 38 86 33 44
ファックス : +33 (0)2 38 91 37 66
fr_info@elcometer.com
www.elcometer.fr
ドイツ
Elcometer Instruments GmbH
電話: +49(0)7361 52806 0
ファックス : +49(0)7361 52806 77
de_info@elcometer.com
www.elcometer.deオランダ
Elcometer NL
電話 : +31 (0)30 259 1818
ファックス : +31 (0)30 210 6666
nl_info@elcometer.com
www.elcometer.nl
日本
Elcometer KK
電話 : +81-(0)3-6869-0770
ファックス : +81-(0)3-6433-1220
jp_info@elcometer.com
www.elcometer.jp
シンガポール共和国
Elcometer (Asia) Pte Ltd
電話 : +65 6462 2822
ファックス : +65 6462 2860
asia@elcometer.com
www.elcometer.com.sg
アラブ首長国連邦
EL Inspection & Blasting
Equipment LLC
電話 : +971 4 295 0191
ファックス : +971 4 295 0192
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae
米国
MICHIGAN
Elcometer Inc
電話 : +1 248 650 0500
フリーダイヤル(国内のみ) :800 521 0635
ファックス : +1 248 650 0501
inc@elcometer.com
www.elcometer.com

Elcometer MTG6、 MTG8 & PTG8 : iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPhone 4s、iPhone 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad(第3、4世代)、iPad mini、iPad 2、iPod touch (第4、5世代)に対応。上記の「対応」とはの該当するモデルをiPod、iPhone、またはiPadに接続するためのアクセサリーがあり、Appleによる性能基準を満たしていることが開発者によって承認されているという意味です。Appleは、本製品の動作、および本製品が安全基準や規制に準拠しているかどうかについて一切責任を負いません。iPod、iPhone、またはiPadと上述のアクセサリーの使用によって、無線通信が影響を受けることがあります。iPad、iPhone、iPod touchは、米国
および他の国におけるApple Inc.の登録商標です。App Storeは、米国および他の国におけるApple Inc.の登録商標です。本製品は、バージョン2.1以上のAndroid™搭載モバイルデバ
イスに適しています。 Android™とGoogle Play は、Google Incの商標です。ElcometerとElcoMasterは、Elcometer Limitedの登録商標です。 ThruPaint™ は、Elcometer Limitedの商標です。 その他の商標については、その旨が記されています。
Elcometer Limitedは、継続的改善方針を採用しているので、製品の仕様が予告なく変更されることがあります。
© Elcometer Limited, 2017. All rights reserved. この文書の一部または全部を、Elcometer Limitedの事前の書面による許可なく、いかなる形式や方法によっても、複製、転送、保管(検索可能なシステムかどうかを問わず)、または他の言語に翻訳することを禁じます。

24

TEXAS
Elcometer of Houston
電話 : +1 713 450 0631
フリーダイヤル(国内のみ) :800 521 0635
ファックス : +1 713 450 0632
inc@elcometer.com
www.elcometer.com
SLI-0066-12 第4版