TF-5300 シリーズ
マスフローメータ
IM-ES804-1

取扱説明書

2 版 2019 07 E
初版 2007 05

このたびは弊社製品をご採用いただき誠に有り難うございます。
本書はTFシリーズTF-5300 マスフローメータの設置、運転、保守などについて記述したものです。
設置時、運転時に必ずご一読くださいますようお願い申し上げます。

＜目次＞

TF-5300 シリーズ
マスフローメータ

目次

はじめにお読みください■ 本書で使用しているマークについて ........................................................................................................... Ⅰ■ 一般的な注意事項 ........................................................................................................................................ Ⅰ■ 電気的接続について .................................................................................................................................... Ⅱ■ 材質について ............................................................................................................................................... Ⅱ■ 製品の一部にガラス、樹脂を使用している製品について .......................................................................... Ⅱ■ ガラス管・樹脂管面積流量計の使用について ............................................................................................ Ⅲ■ 防爆仕様で納入された製品について ........................................................................................................... Ⅲ■ 保守、点検について .................................................................................................................................... Ⅲ

1. 製品概要

17. 設置41.1 記載されている機種

17.1 設置場所

41.2 校正基準について

17.2 配管接続

41.3 受入・保管

18. 動作

5

2. 概要

18.1 運転53. 動作原理

18.2 ゼロ点調整

5

4. 検出器28.3 校正ガスと異なるガスを計測する場合

4.1 検出器仕様

2（コンバージョンファクタについて）

4.2 形式コード25. 外形寸法

36. 電気接続

36.1 TF-5300 端子台仕様

36.2 TF-5300 配線

35

＜はじめにお読みください＞Ⅰ

はじめにお読みください
このたびは弊社製品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書には本製品の設置方法、取扱い上の注意事項等が記載されていますので、ご使用前に必ずご一読ください。
■ 本書で使用しているマークについて
本書は、弊社製品のご使用に際しお客様にご注意いただきたい内容について記載しています。この記載内容は弊社全製品に共通する事項となります。
次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。
㻌
この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合、および、物的損害の発生が想定される」内容です。

弊社製品を安全かつ正しくご使用いただくための内容です。
■ 一般的な注意事項●弊社製品は工業計器としての用途にのみ使用し、その他の用途には使用しないでください。
●弊社製品は工業計器として最善の品質管理のもとに製造、調整、検査を行い納入いたしております。
みだりに改造や変更を行うと本来の性能を発揮できないばかりか、不具合や事故の原因となります
ので改造や変更は行わないでください。改造や変更の必要がある場合は弊社営業までご連絡ください。
●仕様書に記載された仕様範囲内でのご使用を厳守してください。この範囲を超えた条件でのご使用は故障、破損の原因となります。
●設置作業の際は必ず安全靴、手袋、保護メガネなどの防護手段を講じてください。
●重量の大きな製品の設置時に、落下による人体・器物などへの損傷または過大な衝撃、破損などが生じないよう吊下方法を含めた安全措置を行ってください。弊社製品設置時にはプラントあるいは装置の停止などの安全を充分確認して、製品設置箇所では配管サポート等の処置を行って設置作業を行なってください。

●運搬の際には弊社出荷時の梱包状態で行ってください。
運搬作業時は製品の落下による人体・器物などへの損傷または過大な衝撃による破損などが生じないよう安全措置を行ってください。
●開梱後、製品の中には、水、埃、砂などを入れないでください。
●プロセスへの設置・接続に必要な締結部品のボルト、ナット、ガスケット（パッキン）は、原則としてお客様がご用意ください。
その場合、圧力、温度および耐食性などの仕様をご確認のうえ選定・ご使用してください。
●プロセスへの設置・接続に際しては、接続配管との偏芯、フランジの倒れがないように設置し、接続継手の規格・寸法合わせを正しく行ない接続してください。正しく行われない場合、製品の故障、誤動作、破損などの原因となります。

＜はじめにお読みください＞Ⅱ

●保管の際には弊社出荷時の梱包状態で保管ください。保管の環境につきましては本書を参照ください。
●設置後、製品を「足場」として使用したり、荷重を掛けた場合は故障、破損の原因となりますので、絶対に行わないでください。
●製品に貼付されているラベルに表示されている注意事項は、必ず守ってください。
●弊社製品は最善の品質管理のもとに製造、調整、検査を行い納入いたしておりますが、各種の要因で不測の故障が発生する可能性もあります。運転・安全上の重大な問題が発生する可能性のあるプ
ロセスなどにおいて弊社製品を使用する場合は、万一に備えて弊社製品に加えて同様な機能を果たす機器を併設、二重化を行うなど、より一層の安全性の確保を推奨いたします。
■ 電気的接続について
●電気配線（結線）に際しては仕様書、本書などに記載されている内容を確認のうえ、正しく配線（結線）してください。誤配線（結線）は機器の故障の原因となるばかりでなく、事故の原因となることがあります。また、配線（結線）作業の際は電源が遮断されていることを確認し感電にご注意く
ださい。
●電源を接続する製品の場合は、仕様書、本書を参照して電圧および消費電力を確認して適合する電源を接続してください。適合する電源以外の電圧の電源に接続した場合、機器の破損や作動の不具合、事故につながる恐れがあります。
●通電中は、感電事故防止のため内部の機器には絶対に触れないでください。
●設置工事から電気配線作業完了にいたる間、雨水などが製品内に入らないようご注意ください。また、配線完了後は遅滞なく正しく防水措置を実施してください。

■ 材質について
●製品の材質については仕様書に記載されています。弊社ではお客様よりご指示いただいたご仕様、ご指定またはお打合せにより最適な材質選定に努めておりますが、実際のプロセスにおけるご使用条件・運転条件につきましては知見できないこともあります。最終的な耐食性、適合性のご確認はお客様の責任でお願いいたします。
■ 製品の一部にガラス、樹脂を使用している製品について
●流量計の接液部または測定部、表示部の材質にガラス、樹脂を使用している製品の場合、過度の加圧、温度衝撃、急激な流体の流入の衝撃圧などにより流量計のガラス、樹脂が破損する場合があります。
万が一破損した場合、ガラス、樹脂などの破片が飛散するなどして二次災害および作業者に危険が及ぶ恐れがあります。破損の原因となるような運転条件にならないようご注意ください。また、飛散防止の措置をお願いいたします。

＜はじめにお読みください＞Ⅲ■ ガラス管・樹脂管面積流量計の使用について
ガラス管・樹脂管面積流量計は以下の事項に配慮して使用してください。
●以下の流体条件および使用環境では、ガラス管・樹脂管面積流量計は不適ですので使用しないでください。
・衝撃圧力がある、あるいは衝撃圧力が予想される流体ライン
・万が一ガラス管/樹脂管が破損した場合、二次的な災害が予想されるライン－毒性（刺激性、麻酔性などを含む）のある流体－引火性のある流体－爆発性のある流体・ガラスが破損した時にガラス片が飛散し、人身事故などが考えられる場合
・設置場所が、外部からの飛散してきた異物などでガラスの破損が考えられる場合・運転が ON／OFF 運転で、フロートが急上昇し、その衝撃でガラスが破損すると考えられる場合
・流量計に温度衝撃（急冷／急騰）が加わる、あるいは温度衝撃が予想されるライン●運搬、保管および運転に際しては、機械的衝撃をガラス部、樹脂部に与えないようご注意ください。
●接液部または測定部にガラスおよび樹脂を使用している製品において、運転停止に伴い流れが停止した場合、測定液体が測定管内に残留して周囲温度が氷点下になると（一般的には冬期に運転停止して液抜きをしないなど）液体が凍結してガラス、樹脂を破損する恐れがあります。運転停止中に測定液体が凍結する恐れがある場合は、液体を完全に抜き取ってください。
●樹脂は一般的に金属に比較して機械強度が低く、取扱いには注意が必要です。設置に際しては接続配管・継手の寸法違い、偏芯、過大な締結トルクでねじ込むことなどによる機械的応力が加わらないようご注意ください。
●ガラスはアルカリ系溶剤で侵食されます。アルカリ系溶剤は使用しないでください。
●樹脂は溶剤系の液体で破損することがあります。仕様書、本書などに記載されている流体以外には使用しないでください。
●樹脂は使用環境により劣化が早まることがあります。設置ならびに運転にあたっては、樹脂の耐食性、紫外線耐性などの耐環境性に考慮してください。
■ 防爆仕様で納入された製品について
●該当する法規・規則・指針に適合した配線、接地工事を確実に実施してください。また、構造の改造、電気回路の変更などは法令違反および規則・指針に適合しなくなりますので、絶対に行わないでください。
保守・点検につきましては法令・規則・指針に従い、作業を実施してください。
●製品の防爆等級は、仕様書、製品の銘板に記載してあります。設置場所は防爆関連法規・規則・指針に従い、お客様にて対象ガスに応じて選定してください。
■ 保守、点検について●製品を保守、点検などでプロセスから取外す際は、測定対象の危険性・毒性に留意して関連する配管・機器類からの漏れおよび残留などにより人体・機器類への損傷が生じないよう、安全を確認して作業を行ってください。

●製品の保守、点検については使用条件などによりその周期、内容が異なります。本書を参照するか、お客様が実際の運転状況を確認してご判断をお願いいたします。

1
1. 製品概要

3. 動作原理

1.1 記載されている機種
名

称

マスフローメータ

形式

TF-5310、5320、5330、5340

1.2 校正基準について弊社のマスフローメータの校正基準の流量表示L/min（nor）
は0℃、1atm の状態になっています。

1.3 受入・保管●受入 製品が納入されましたら、次のことを確認してください。
⑴ 購入仕様通り品物が揃っている事。流体仕様は本体ケースの銘板を参照してください。
⑵ 輸送中の損傷がない事。
●保管 製品到着後、すぐにご使用にならない時は下記に示すような所に保管してください。
⑴ 清浄な場所、特に検出器には絶対に塵、埃が入らないようにしてください。
⑵ 腐食性ガスがない所。
⑶ 保管温度 －10～60℃⑷ 湿度の低い所。

マスフローメータに流入したガスは、流量センサ部とバイパス部に分流されます。流量センサ部は金属の毛細管と毛細管を加熱する 2 本の抵抗線が巻かれており、その 2本の抵抗線は電気回路の抵抗とブリッジ回路を構成しています。ブリッジ回路はガスが流れていない時には平衡状態にあり、ガスが流れると上流側抵抗線で加熱された熱が下流側に移動し、ブリッジ回路の平衡がくずれて出力信号が得られます。熱の移動量はガスの質量流量と比熱で決まり、普通比熱は圧力によらず、温度が大きく変化しなければ一定とみなすことができ、ブリッジ回路の出力信号により圧力、温度の影響を受けずに質量流量を計測できます。このブリッジ回路からの出力は、増幅回路を経て DC0～5V の信号として出力されます。

2. 概要
マスフローメータ（TF-5300 シリーズ）
は、各種ガス類の精密な質量流量の計測を行うものです。高精度、高信頼、高速応答を実現するため、弊社独自に開発したセンサ、バイパス構造を採用しております。
また周辺機器が用意されており、容易にガスコントロールシステムが構成できるようになっています。

IM-ES804-1

24. 検出器
4.1 検出器仕様
形

最流量範囲 ※ 1
流量

TF-5310式

最出力

0～5mL/min(nor)

小0～20L/min(nor)大信

TF-5320

TF-5330

TF-5340

0～20（超）L/min(nor)0～80（超）L/min(nor)0～300（超）L/min(nor)0～80L/min(nor)0～300L/min(nor)0～500L/min(nor)号

DC0～5V（流量レンジ 0～100％に対してリニア）度± 1.0％F.S.（調整時の周囲温度 25℃± 5℃基準）性± 0.2％F.S.

能90％応答 3 秒以内

力0.98MPa

周囲およびガ ス温 度

5～50℃

精再現応答

最大性使用圧温度

影

響

スパン影響± 0.1％F.S./℃ Max.
ゼロ点影響± 0.05％F.S./℃ Max.

圧

力影

響± 0.1％F.S./0.1MPa Max. ※ 2

源DC＋15V、25mA Max. DC-15V、5mA Max.

電接ガス

材

質ね じ 接 続接続管路
Rc1/4、NPT1/4

SUS316、シール

Rc1/4、3/8、1/2
NPT1/4、3/8、1/2

Rc3/8、1/2、3/4 または 1
NPT3/8、1/2、3/4 または 1

OD1/4、3/8、1/2 スウェジロック※ 3

ガス用継手

OD3/8、1/2、3/4 スウェジロック※ 3

JIS10K 15A～25A

フランジ接続質

フッ素ゴムまたは CR

0.8量（kg）

1.4

3.54.2※ 1 N2 ガス換算流量です。詳細は形式コード表参照願います。
※ 2 N2 ガスにおける圧力影響です。
※ 3 VCR、VCO も承ります。

4.2 形式コード
内

接 続 規 格接 続 口 径PN
SROF
0001146826

容

微小流量用
小流量用
中流量用
大流量用
フルスケールRc ねじ
NPT（F）
スウェジロック
VCR
VCO
JIS10K フランジ
1/4″3/8″1/2″3/4″1″

形状により制限があります。

形式コード
0- A B C —12形 状
34
流 量 レ ン ジ＊
A B C
TF- 5 3※①流量レンジを mL/min(nor) の乗数単位で示します。
例 0 〜 5mL/min(nor) 0 5 0 （5 × 100）
0 〜 500mL/min(nor) 5 0 1 （50 × 101）
0 〜 1L/min(nor) 1 0 2 （10 × 102）
0 〜 300L/min(nor) 3 0 4 （30 × 104）※②流量レンジにより形状・形式が変わります。
・スケールレンジ 0 〜 20L/min(nor) まで
TF-5310 形
・フルスケールが 20L/min(nor) を超え 80L/min(nor) まで TF-5320 形
・フルスケールが 80L/min(nor) を超え 300L/min(nor) まで TF-5330 形
・フルスケールが 300L/min(nor) を超え 500L/min(nor) まで TF-5340 形

IM-ES804-1

36.2 TF-5300配線

5. 外形寸法⑴ 変換器TM-2000 シリーズ、又はTM-7000 との配線
詳細は TM-2000 シリーズ、TM-7000 の取扱説明書をご覧ください。
配管設計などに際して、本器の外形寸法、接続規格などは当該製品の納入仕様書を参照して確認してください。
設置配管は寸法を正しく合わせ、傾きや芯ずれのないように注意してください。

⑵ 専用ケーブル（SC-TF）
を使用した配線$㸦ⓑ㸧ὶ㔞ฟຊಙྕ$㸦㯮㸧ὶ㔞ฟຊ&20㸦㸧$

㸦㉥㸧'&㸩9$

㸦㯤㸧'&Ѹ9%

㸦⥳㸧&20㸦㸧$

6. 電気接続
6.1 TF-5300端子台仕様

㟁※●コネクタ配置図%%%%᳨ฟჾࢥࢿࢡࢱ

●コネクタ詳細
No.

名称

内

容

A1 OUTPUT

流量出力信号 DC0～5V

A2 CONTROL

流量設定信号 DC0～5V ※A3 COM（1）流量信号

A4 DC+15V

検出器電源

A5 DC-15V

検出器電源

B1 COM（1）検出器電源

B2 COM（1）流量信号

B3 O/C

コントロールバルブ

強制オープン※

B4 COM（2）コントロールバルブ

コモン※

B5 CASE GND

ケースグランド※※ TF-5300

コモンコモン電気接続は確実に行ってください。信号ラインには電源ラインを接続しないでください。また信号ラインはショートしないでください。故障の原因となります。
AC電源にノイズが入る恐れがある時には電源のAC電源側にノイズフィルタをご使用ください。

コモン※

マスフローメータでは使用できません。

●コネクタ：PS-10PE-D4LT1-LP1（JAE 製）●適合ソケット：キー付ソケット PS-D4C 10 （JAE 製）
ケーブルクランプ PS-HD 10 （JAE 製）
ソケットコンタクト 030-51307-001（JAE 製）

電源容量
DC＋15V：DC25mA以上
DC－15V：DC5mA以上

IM-ES804-1

47. 設置
7.1 設置場所⑵ 取付方向は水平（検出器コネクタが上方向）に取り付けてください。
固定する時には底面のねじ穴を使用してください。

本製品は屋内仕様で設計されています。下記の点に注意して設置を行ってください。
⑴ 振動の少ないところ。

急激な振動がありますと流量表示・流量制御が不安定になったり、故障の原因となります。

取付方向が水平でない場合、流量出力信号のゼロ点がプラスまたはマイナス方向にドリフトしますので、ゼロ点調整が必要となります。
（→P.5 ゼロ点調整）⑶ 上流側及び下流側の配管口径は、各継手に合わせて同一口径で配管してください。

⑵ 周囲温度がなるべく常温に近い所。

周囲温度が極端に高い所や低い所、または温度変化の激しい所では使用しないでください。

本体接続口径より細い口径の配管を用いたり、配管途中で口径を細く絞ると圧力損失が増え、設定流量を流せない場合があります。

⑶ 電気的誘導障害の少ない所。

⑷ 配管接続の際はリークのないように締め付けてください。この時、シール材等が配管内部や継手内部にはみ出さないようにしてください。

周囲に大電流が流れる所等ではなるべく使用しないでください。誤動作の原因となります。

⑸ 配管内部のねじ切り後の切削油や、ごみ等は完全に除去してください。上・下流側の配管は、十分なフラッシングを行ってから取り付けてください。

⑷ 湿度が低く、水滴がかからない所。

⑹ ガスの流れは銘板の矢印方向に配管してください。

湿度による結露や雨水等がかかりますと故障の原因となります。

⑸ 塵、埃及び腐食性ガスの少ない所。

7.2 配管接続
安定した流量計測を行う為、下記の点に注意して配管接続を行ってください。
⑴ 本製品を持ち運ぶ際は本体部をお持ちください。また衝撃を与えないでください。

⑺ ダスト流入の恐れがある場合には、上流側にフィルターを設置してください。5μm 以上のダスト除去能力を有するものを推奨致します。
⑻ 水分・油脂分を含んだ気体の場合、故障・精度不良の原因となりますので、ミストセパレータなどを設
置 し て く だ さ い。 除 去 能 力 は 油 分 量0.01mg/m3（0.01wtppm）
以下のものを推奨致します。
⑼ 絞り弁・分岐弁などは、本器の下流側に設置してください。
⑽ 保守・点検を容易に行うため、バイパス配管を設置してください。
⑾ 本製品の上流側および下流側に直管部を設ける必要はありません。

ケースを持つと落下等の恐れがあり、思わぬ事故の危険性があります。

IM-ES804-1

5
8. 動作
8.1 運転配管、配線が完了しましたら電源を投入してください。
電源投入直後でも動作致しますが、精度が必要な場合は約 20分間ウォームアップをしてください。この間時間とともに表示はゼロに近づきます。
なお運転にあたりまして下記の点にご注意ください。
⑴ 活性ガスを流す場合はパージを十分に行ってください。また活性ガスを流した後も十分にパージを行ってください。

8.2 ゼロ点調整
通常ゼロ点は変化しませんが、ゼロ点調整が必要になった場合には下記の要領で調整を行ってください。ゼロ点調整を行う時には、流量を完全に止めてください。
⑴ ケース左側面部のトリマがゼロ点調整用トリマです。回転方向に注意の上、調整を行ってください。

ࢣ࣮ࢫࢮࣟㄪࢺ࣐ࣜ詰まり、腐食等の事故の原因となります。

⑵ 不純物、汚れの原因となるものは絶対に流さないでください。

精度不良、故障の原因となります。

⑶ 使用温度・圧力の設定は、納入仕様書の範囲内でご使用ください。

範囲を超えた条件でのご使用は、精度不良・破損の原因となります。

⑷ 流量レンジの変更をされる場合は、組み合わせのミニコンバータや TCP専用電源及び表示器なども併せて一式ご返却いただきます。

ゼロ点調整用トリマ以外は、絶対に触らないでください。精度不良の原因となります。

8.3 校正ガスと異なるガスを計測する場合（コンバージョンファクタについて）
マスフローメータはガスの種類及び流量により校正されています。出力信号あるいは表示はガスにより異なり、原則として校正ガス以外には使用できません。
もし流す場合は、CF（コンバージョンファクタ）により補正を行い流量を求めてください。
校正ガス以外の流量の計算は次のようになります。
実流量＝校正したガスの指示流量×

実際に流すガスのCF校正したガスのCF

なお表に示した CF の値は、密度の大きいガスでは圧力が高くなると 2～3%小さくなります。また熱伝導率が小さいガスでは、フルスケール値に近い流量の範囲でCFは 2～3%大きくなります。
化学式 密度※CF

N21.251

1.000

アルゴン

Ar1.783

1.400

一酸化炭素

CO

1.2500.998

二酸化炭素

CO21.9770.745

ヘリウム

He0.1785 1.404

水素

H20.0899 1.007

硫化水素

H 2S

1.539

ネオン

Ne0.9002 1.403

アンモニア

NH30.771

0.769

一酸化窒素

NO

1.340

0.976

亜酸化窒素

N2O

1.9790.714

酸素

O2

1.429

0.984

ガス名
窒素0.830

ガス名

化学式 密度※CF

四フッ化ケイ素 SiF4 4.684
六フッ化イオウ SF6 6.616

0.3790.264
二酸化イオウ SO2 2.927 0.683
メタンCH4 0.7168 0.782
エチレン
C2H4 1.260 0.623
エタン
C2H6 1.357 0.505
プロピレン C3H6 1.910 0.407
プロパン
C3H8 2.020 0.351
ブタン
C4H10 2.662 0.266
フレオン-12 CCl2F2 5.522 0.370
フレオン-22 CHClF2 3.935 0.476
空気Air 1.2929 1.001※密度単位：g/L (nor)IM-ES804-1

修理チェックシート

このチェックシートは修理の迅速化を目的としたものです。
ご面倒でも下記の事項をご記入の上、修理品に同封してお送りください。

御氏名
貴社名
部課名
〒

御住所
TEL

1. MFG. NO

：

2. 形式

： TF-63. 仕様

FAX（ガス）
：
（流量）
：（圧力）
：（温度）
：

4. 修理内容：□修理□オーバーホール

5. 故障状況 （表示）：□ゼロのまま流れない（流量）：□流れない6. 故障発生状況：□使用中突然

7. その他の特記事項 ：□レンジ変更（変更仕様：）□表示がスケールオーバー□流れ放し□表示より流量大 □表示より流量小□徐々に□初期使用時□その他（）

■ サービスネット
製品の不具合などの際は弊社営業担当か、弊社営業所までご連絡ください。
営業所については弊社ホームページをご覧ください。

■ 製品保証弊社ホームページをご覧ください。

All right Reserved Copyright © 2017 TOKYO KEISO CO., LTD.
本書からの無断の複製はかたくお断りします。