柔軟性と変形に対する抵抗性

Elcometer 1615
elcometer.com

可変式衝撃試験機1柔軟性と変形に対する抵抗性
Elcometer 1615

可変式衝撃試験機

塗膜の衝撃（引き伸ばしたり、打ったり、剥ぎ取ったりする動作）に対する抵抗力を測定するシンプルな装置で、直接、間接試験の両方に適しています。

支柱の高さ：1000mm（39インチ）

直接試験：塗膜金属片の上に、ポンチを付けたおもりを落とす方法。
間接試験：塗膜片にポンチを置き、上からおもりを落とす方法。
Elcometer 1615は、試験機本体（基台と目盛付きチューブ）と、7種類のキットに分かれています。
どの試験法でも、同じ基台を使用します。試験法に合わせて、キットをお選びください（4ページ参照）。

安全ですばやいおもり落下装置

試料は、留め具を使って簡単に取り付け、取り外しできます。あらかじめ決めた高さにおもりを取り付け、必要に応じて、ポンチが侵入する深さを調節します。おもりを落下させ、試料の変形の性状を観察します。

水準器内蔵。試験機を水平に設置できるので、繰り返し正確な試験結果が得られます

衝撃の深さを調節するストッパー。2～15mm（0.08～0.60インチ）の範囲の10段階から選択できます。ISO規格に従って試験する場合にご利用くだ
さい。キットA、D、Fで設定可能です

不動態化処理された頑丈な基台と、錆防止用に皮膜処理されたアーム

2kgとcm、lbとinchの両方の目盛が刻まれた支柱（高さ： 1000mm（39インチ））。メートル単位とインペリアル単位があります

倍率10倍の拡大鏡

試料取付用の留め具。ハ
ンドルを回すだけで、簡単に試料を取り付け、取り外しできます。キットA、D、Fに含まれています柔軟性と変形に対する抵抗性
Elcometer 1615

可変式衝撃試験機
可変式衝撃試験機キット
Elcometer 1615可変式衝撃試験機は、さまざまな国内および国際規格に準拠しています。4ページの一覧から、目的に合わせたキットをお選びください。
ポンチ、おもり、受台を取り付けたら試験準備完了です。受台は交換できます。
規格や試験法、ポンチの寸法に合ったものを取り付けてください。

キットについては4ページを、他のアクセサリーについては6ページをご覧ください

適合規格:
ASTM D 2794, ASTM D 5420,
AS/NZS 1580.406.1, BS 6496:1984,
BS 3900-E13, ECCA T5,
EN 12206-1:2004, EN 13523-5,
ISO 6272:1993, ISO 6272-1,
ISO 6272-2, JIS K 5600-5-3:1999,
NF T30-017:1989

仕様
コード番号

説明K0001615M201

Elcometer 1615衝撃試験機、基台とチューブ

重量10.6kg（23.4ポンド）

寸法

1460 x 200 x 165mm（57.5x8.0x6.5インチ）

内用品

Elcometer 1615衝撃試験機(不動態化処理された基台、内蔵水準器、おもり落下装置、目盛付きチューブ)､取扱説明書 、 径4mmの六角レンチ 、 拡大鏡 (6倍)

elcometer.com

3柔軟性と変形に対する抵抗性
Elcometer 1615

Elcometer衝撃試験機キット
1台の衝撃試験機で、国内外のさまざまな規格に従って試験を実施できるように、6種類のキットをご用意しています。

コード番号

説明KT001615KITA

Elcometer衝撃試験機キットA

証明書○キット A: 直径20mm（0.7インチ）のポンチ付き1kg（2.2ポンド）のおもり; 直径27mm（1.06インチ）の受台と取付用ネジ; 試料留め具とネジ2本; ストッパー*; 径3mm（0.12インチ）と4mm（0.16インチ）の六角レンチ
適合規格:
ISO 6272:1993, EN 13523, JIS K 5600-5-3, DIN EN ISO 6272-1

コード番号

説明KT001615KITB

Elcometer衝撃試験機キットB

証明書○キット B: 1kg（2.2ポンド）のおもり直径15.9mm（0.6インチ）のポンチ付き押し込み器; 12.7mm（0.5インチ）のポンチ; 直径16.3mm（0.64インチ）の受台と取付用ネジ; 径3mm（0.12インチ）の六角レンチ
適合規格:
ASTM D 2794, BS EN ISO 6272-2, ISO 6272-2 :2002, Qualicoat

コード番号

説明KT001615KITC

Elcometer衝撃試験機キットC証明書○キット C: 2ポンド（908g）のおもり直径15.9mm（0.6インチ）のポンチ付き押し込み器; 直径16.3mm（0.64インチ）の受台と取付用ネジ ; 径3mm（0.12インチ）の六角レンチ
適合規格:
ASTM D 2794, ASTM D 5420, BS6496:1984, EN 12206-1* 設定値: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 15mm (0.08, 0.12, 0.16, 0.20, 0.24, 0.28, 0.31, 0.35, 0.39 & 0.60 インチ)

○ 校正証明書（オプション）

4柔軟性と変形に対する抵抗性
Elcometer 1615

Elcometer衝撃試験機キット

証明書

コード番号

説明KT001615KITD

Elcometer衝撃試験機キットD○

キット D: 直径20mm（0.78インチ）のポンチと停止キーの付いた1kg（2.2ポンド）のおもり; 直径27mm（1.06インチ）の受台と取付用ネジ; ストッパー*; 試料留め具とネジ2本; 径3mm（0.12インチ）と4mm（0.16インチ）の六角レンチ
適合規格:
ISO 6272-1, BS EN ISO 6272-1, NF EN ISO 6272-1

証明書

コード番号

説明KT001615KITE

Elcometer衝撃試験機キットE○

キット E: 直径23mm（0.90インチ）のポンチ付き400g（0.9ポンド）の おもり; 直径22mm（0.87インチ）の受台と取付用ネジ; 径3mm（0.12インチ）の六角レンチ
適合規格:
NF T30-017:1989

証明書

コード番号

説明KT001615KITF

Elcometer衝撃試験機キットF○F:
直径20mm（0.79インチ）のポン
チ付き1kg（2.2ポンド）のおもり;
直径27mm（1.06インチ）の受台と取付用ネジ;
1kg（2.2ポンド）のおもり12.7mm（0.5インチ）のポンチ; 試料留め具とネジ2本; 直径16.3mm（0.64インチ）の受台と取付用ネジ;
ストッパー*; 直径15.9mm（0.6インチ）のポンチ付き押し込み器; 径3mm（0.12インチ）と4mm（0.16インチ）の六角レンチ

キット

適合規格:
ASTM D 2794, BS EN ISO 6272, DIN EN ISO 6272-1, EN 13523-5, ISO 6272, Qualicoat 2006,
SN EN ISO 6272-1

国内および国際規格に準拠したキット、受台、その他のアクセサリーについて詳しくは、4ページを参照してください○ 校正証明書（オプション）

elcometer.com5柔軟性と変形に対する抵抗性
Elcometer 1615

可変式衝撃試験機のアクセサリー
以下は、Elcometer 1615可変式衝撃試験機で塗膜の衝撃（引き伸ばしたり、打ったり、剥ぎ取ったりする動作）に対する抵抗力を測定する際に使用するアクセサ
リーです。
汎用ポンチ。落下させるおもりに装着することも、試料の上に置くこともできます。

アクセサリー
対応キット
AB

C

D

E

F

KT001615N201

1kg（2.2ポンド）のおもり、直径24.6mm（0.97インチ）

KT001615N2211kg（2.2ポンド）のおもり、直径25.0mm（0.98インチ）■■

KT001615N226

直径20mm（0.79インチ）のポンチ（外径25mm）■■

KT001615N215

直径12.7mm（0.5インチ）のポンチ■

KT001615N205

直径15.9mm（0.6インチ）のポンチ■

KT001615N206

直径20mm（0.79インチ）のポンチ（外径24.6mm）

KT001615N207

直径23mm（0.9インチ）のポンチ

KT001615N216

直径12.7mm（0.5インチ）のポンチと押し込み器

KT001615N217

直径15.9mm（0.6インチ）のポンチと押し込み器

KT001615N208

ストッパー

■

■

■

KT001615N209

試料留め具

■

■

■

KT001615N210

おもり落下装置

■

■

■

■

■

■

KT001615N211

交換用目盛付きチューブ

■

■

■

■

■

■

KT001615N212

直径16.3mm（0.64インチ）の受台■■

KT001615N232

直径16.3mm（0.64インチ）の受台（半径1.5mm）

KT001615N213

直径22mm（0.87インチ）の受台

KT001615N214

直径27mm（1.06インチ）の受台

6© 2024 Elcometer Limited. Elcometerは、Elcometer Limitedの登録商標です。その他の商標については、その旨が記されています。
Elcometer Limitedは、継続的改善方針を採用しているので、製品の仕様が予告なく変更されることがあります。

■

■
■

■
■
■

■
■

■

■

■

www.elcometer.com