ＲＡ２０００シリーズ/ＤＬ２８００Ａ
通信コマンド取扱説明書

1WMPD4003506

ＲＡ２０００シリーズ/ＤＬ２８００Ａ

通信コマンド
取扱説明書

注意
・製品を使用する前に必ず本書をお読みください。
・本書は製品と共に保管してください。

はじめに
このたびは、オムニエース RA2000シリーズ（RA2300MKⅡ,RA2800A）、ロガーステーションⅡ DL2800A（以降 本製品と記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の際には、取扱説明書をよく読んでいただき、正しくお取扱いくださるようお願い申しあげます。本取扱説明書は、本製品に標準装備のＬＡＮインタフェース、オプションのＲＳ－２３２Ｃインタフェース(RA23-142)をご使用になられるときにご覧い
ただき、本製品を正しく動作させ、安全にご使用いただくために、必要な知識を提供するためのものです。いつも本製品と一緒に置いて使用してください。
本体の基本動作に関しては、製品の本体取扱説明書を参照してください。 またパーソナルコンピュータやモデムと接続されて使用する場合は、ご使用前に接続するパーソナルコンピュータやモデムの取扱説明書をよくお読みいただき、お使いください。取扱説明書の内容について不明な点がございましたら、弊社セールスマン
までお問い合わせください。
本取扱説明書は、ＲＡ２０００シリーズ／ＤＬ２８００Ａの通信インタフェースの取扱上の注意，基本的なコマンド操作方法等について説明したものです。本体の基本的な機能・操作方法等に関しましては、別冊の取扱説
明書をあわせてお読みください。
対応製品
RA2300MKⅡ
RA2800A
DL2800A

取扱説明書名称
RA2300MKⅡ 本体取扱説明書
RA2800A 本体取扱説明書
DL2800A 本体取扱説明書■ ご使用になる前に
 開梱の際には冬期の寒い時期などに急に暖かい部屋で開梱いたしますと、本製品の表面に露を生じ、動作に異常をきたす恐れがありますので、室温に馴染ませてから開梱するようお願いいたします。

 梱包内容の確認
本製品は十分な検査を経てお客様へお届けいたしておりますが、ご受領後開梱しましたら、外観に損傷がないかご確認ください。また、アンプユニットの仕様、付属品等についてもご確認をお願いいたします。万
一、損傷・欠品等がございましたら、ご購入先にご連絡ください。

 ご使用中に異常が起きた場合は、直ちに本体の電源を切ってください。
 原因がどうしてもわからないときは、ご購入先または巻末に記載の支店・営業所にご連絡ください（その際、異常現象・状況等を明記してＦＡＸにてお問い合わせください）。
 本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。
 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。
 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れ、ご意見などお気づきの点がございましたら、お手数ですがご連絡ください。

1

■ 安全上の対策―警告・注意
 本製品を安全にご使用いただく為に本製品は、IEC規格安全クラスⅠの製品です。
本製品は、安全に配慮して製造しておりますが、お客様の取扱いや操作上のミスが大きな事故につながる可能性があります。そのような危険を回避するために、必ず取扱説明書を熟読の上、内容を十分にご理解いただいた上で使用してください。また、本製品及び取扱説明書では、本製品を安全に使用していただく
ために、以下のような表示をしており、それぞれ次のような意味があります。

警告 この内容を無視して取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される事項、及び、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い事項が書かれ
ています。

注意

この内容を無視して取扱いを誤った場合、人が傷害を負う危険が想定される事
項、及び、物的損害のみの発生が想定される事項が書かれています。

本製品のご使用にあたって、以下の事項を必ずお守りください。なお、取扱注意に反した行為による障害については保証できません。

注意 本体にＲＳ－２３２Ｃ組込み時は、本製品の本体取扱説明書｢オプションの取扱い｣を参照してくだい。

 本体にＬＡＮ／ＲＳ－２３２Ｃケーブルを接続するとき
以下の事項を必ず守ってください。守らなかった場合には本体及び接続された機器を破損させるおそれがあります。
● ケーブルが弊社指定の物か必ず確認してください
ＬＡＮケーブルは、シールドタイプをご使用ください。
● ケーブルは電源を切って接続してください
ＲＡ２０００シリーズ／ＤＬ２８００Ａと他の機器を接続するとき、それぞれの機器アース間に電位差がな
いことを確認してください。電位差がある場合は原因の調査が必要です。電位差がある状態で接続す
ると本体の故障の原因となります。
● コネクタは無理に押し込まないでください
コネクタは正しい向き・角度で差し込んでください。無理に押し込むとコネクタ破損の原因となります。

2

■ 保証要項
弊社の製品は設計から製造工程にわたって、充分な品質管理を経て出荷されていますが、ご使用中に万一故障だと思われた場合、弊社に修理の依頼をされる前に装置の操作、電源電圧の異常、ケーブル類の接続などをお調べください。修理のご要求や定期校正は最寄りの営業所、または販売店へご相談ください。その場合には、機器の形式、製造番号、及び故障状況の詳細をお知らせください。
なお、弊社の保証期間及び保証規程を以下に示します。

■ 保証規程
１．保証期間 ： 製品の保証期間は、納入日より１年です。
２．保証内容 ： 保証期間内の故障については、必要な修理を無償で請け負いますが、次の場合は、弊社規程によって修理費を申し受けます。
① 不正な取り扱いによる損傷、または故障。
② 火災、地震、交通事故、その他の天災地変により生じた損傷、または故障。
③ 弊社もしくは弊社が委嘱した者以外による修理、または改造によって生じた損傷、または故障。
④ 機器の使用条件を越えた環境下での使用、または保管による故障。
⑤ 定期校正。
⑥ 納入後の輸送、または移転中に生じた損傷、または故障。
３．保証責任 ： 弊社製品以外の機器については、その責任を負いません。

3

■ 本取扱説明書中の表記について
本取扱説明書中で使用している表記及び記号には、以下のような意味があります。
表記及び記号
意 味

警告

この内容を無視して取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される事項、及び、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い事項が書かれています。

注意

この内容を無視して取扱いを誤った場合、人が傷害を負う危険が想定される事項、及び、物的損害の発生が想定される事項が書かれています。

ＮＯＴＥ

この内容を無視して取扱いを誤った場合、本製品が誤動作したり、測定データを消去したりする可能性が想定される事項が書かれています。

ＴＩＰＳ

設定上の制約や補足説明が書かれています。
参照頁を表します。

本製品

RA2000シリーズ（RA2300MKⅡ,RA2800Ａ）、DL2800Ａ 本体を指します。

メモリ

RA2000シリーズ、DL2800A の内部メモリを指します。
メモリ・マルチレコーダモードでの測定はこのメモリに測定データを収録します。
数値の単位で、・「10 kg」 というように小文字の k で表す場合は、1000 を表します。
・「4 Kデータ」 というように大文字のKで表す場合は、1024 を表します。

k(小文字)
K(大文字)

本取扱説明書の中では各アンプユニットを以下のように省略して記載する場合があります。
略称

アンプユニット名称

ＨＲＤＣ

２ＣＨ 高分解能ＤＣアンプユニット

AP11-101ＦＦＴ

２ＣＨ ＦＦＴアンプユニット

AP11-102ＨＳＤＣ

２ＣＨ 高速ＤＣアンプユニット

AP11-103ＡＣＳＴ

２ＣＨ ＡＣストレンアンプユニット

AP11-104A

ＥＶ

イベントアンプユニット

AP11-105ＴＣＤＣ

２ＣＨ ＴＣ・ＤＣアンプユニット

AP11-106AＴＤＣ

ＴＣ・ＤＣアンプユニット

AP11-107

ＦＶ

Ｆ／Ｖコンバータユニット

AP11-108ＲＭＳ

２ＣＨ 振動・ＲＭＳアンプユニット

AP11-109ＤＣＳＴ

２ＣＨ ＤＣストレンアンプユニット

AP11-110ＨＲＺＳ

２ＣＨ ゼロサプレッションアンプユニット

AP11-111

4

型式

目次
はじめに ....................................................................................................................................................................... 1■ ご使用になる前に ........................................................................................................................................................... 1■ 安全上の対策―警告・注意 ........................................................................................................................................ 2■ 保証要項 ........................................................................................................................................................................... 3■ 保証規程 ........................................................................................................................................................................... 3■ 本取扱説明書中の表記について .............................................................................................................................. 4

1. 通信インタフェースの選択 .......................................................................................................................... 1-1
1.1. 本製品の通信インタフェースを設定する ........................................................................................................... 1-2
1.1.1. 通信機能の概要とその選択方法 ................................................................................................................................. 1-2

1.2. RS-232Cを使って本製品をコントロールする ................................................................................................... 1-3
1.3. ＬＡＮを使って本製品をコントロールする ........................................................................................................... 1-4
1.4. DL2800Aの通信インタフェース設定 ................................................................................................................... 1-5
1.4.1. テキストファイルの準備 ................................................................................................................................................... 1-5
1.4.2. テキストファイルの読み込み .......................................................................................................................................... 1-6
1.4.3. 注意事項―USBメモリ内のファイル ............................................................................................................................. 1-6
1.4.4. 注意事項―テキストファイルの編集 ............................................................................................................................ 1-6

1.5. ＬＡＮ接続によるファイル共有の設定 ................................................................................................................. 1-7
1.5.1. 本体の準備 .......................................................................................................................................................................... 1-7
1.5.2. マイコンピュータの起動 ................................................................................................................................................... 1-8
1.5.3. フォルダオプションの設定 ............................................................................................................................................... 1-8
1.5.4. 共有ファイルのプロパティー設定ウィンドウを開く ................................................................................................... 1-9

1.6. ＮＳ３０００の使用について .................................................................................................................................. 1-11
1.6.1. ＮＳ３０００ユニファイザをご使用になる前に .......................................................................................................... 1-11
1.6.2. 接続機器の通信設定 .................................................................................................................................................... 1-11
1.6.3. 基本的なデータ収録を行うための操作手順 .......................................................................................................... 1-14

2. 通信コントロールの概要 .............................................................................................................................. 2-1
2.1. ローカル/リモートコントロール .............................................................................................................................. 2-2
2.1.1. ローカルモード .................................................................................................................................................................... 2-2
2.1.2. リモートコントロールモード .............................................................................................................................................. 2-2
2.1.3. ローカルモードへの復帰 ................................................................................................................................................. 2-2

2.2. 通信コマンド概要 ...................................................................................................................................................... 2-2
2.2.1. 文字列コマンドの書式 ...................................................................................................................................................... 2-3

2.3. 1バイトコントロールコマンド ................................................................................................................................... 2-4[ＥＮＱ] 本体の状態を出力 ........................................................................................................................................................ 2-4[ＣＡＮ] コマンドキャンセル ........................................................................................................................................................ 2-4[ＤＣ４] 本体の初期化 ................................................................................................................................................................. 2-4

2.4. エスケープシーケンス ............................................................................................................................................. 2-5［ＥＳＣ］＋’Ｚ’ Go to Local ...................................................................................................................................................... 2-5［ＥＳＣ］＋’Ｒ’ 通信バッファのクリア...................................................................................................................................... 2-5［ＥＳＣ］＋’Ｃ’ ステータス出力 ................................................................................................................................................ 2-5
5［ＥＳＣ］＋’Ｅ’ エラー情報の出力........................................................................................................................................... 2-6［ＥＳＣ］＋’Ｓ’ ステータス出力 ................................................................................................................................................ 2-6

3. 設定コマンド－Ｓ＊＊ ................................................................................................................................... 3-1
3.1. 測定モード ................................................................................................................................................................... 3-2
ＳＭＭ (Set Measure Mode) 測定モードの設定 .............................................................................................................. 3-2

3.2. 収録全般 ..................................................................................................................................................................... 3-2
ＳＳＳ (Set filing Save Setting) ファイリング保存先の設定 ........................................................................................ 3-2

3.3. 波形チャート記録 ...................................................................................................................................................... 3-3
ＳＣＳ (Set Chart Speed) 波形チャート記録の紙送り速度設定 ................................................................................ 3-3

3.4. メモリ収録.................................................................................................................................................................... 3-4
ＳＳＣ (Set Sampling Clock) メモリサンプル速度の設定.............................................................................................. 3-4
ＳＢＳ (Set Block Size) ブロックサイズの設定 ................................................................................................................ 3-4
SＭＬ （Set Memory Length）メモリブロックサイズ（メモリブロック長）の設定 ......................................................... 3-5
ＳＭＢ (Set Memory Block) ブロックＮｏの設定 ............................................................................................................... 3-5
ＳＴＤ (Set Trigger Delay) プリトリガの設定 ..................................................................................................................... 3-5
ＳＴＥ (Set Trigger Execution) トリガ動作の設定 ........................................................................................................... 3-5
ＳＭＣ (Set Memory Copy) オートコピー量の設定 ......................................................................................................... 3-5

3.5. ＨＤ収録 ....................................................................................................................................................................... 3-6
ＳＲＦ (Set Realtime Filing) ＨＤレコーダ基本の設定 .................................................................................................... 3-6
ＳＦＴ (Set Filing Time) 収録時間の設定........................................................................................................................... 3-6
ＳＲＴ (Set Real-Time Trigger) リアルタイム収録動作の設定 ................................................................................... 3-6

3.6. X-Y記録 ....................................................................................................................................................................... 3-7
ＳＣＳ Ｘ－Ｙデータサンプル速度設定 .................................................................................................................................... 3-7
ＳＸＡ (Set X-Axis) Ｘ軸チャネルの設定 ............................................................................................................................. 3-7
ＳＹＣ (Set Y-Ch) Ｙ軸チャネルの設定 ............................................................................................................................... 3-7

3.7. トリガ ............................................................................................................................................................................. 3-8
ＳＴＭ (Set Trigger Mode) トリガモードの設定 ................................................................................................................ 3-8
ＳＴＣ (Set Trigger mode OR,AND Channel) ＯＲ・ＡＮＤトリガ条件の設定 ........................................................... 3-8
ＳＴＷ (Set Trigger Window) ＷＩＮＤＯＷトリガ条件の設定 ......................................................................................... 3-9
ＳＴＦ (Set Trigger Filter) トリガフィルタの設定 ............................................................................................................... 3-9

3.8. アンプユニット ......................................................................................................................................................... 3-10
ＳＣＨ (Set CHannel) ＨＲＤＣアンプの設定 ..................................................................................................................... 3-10
ＳＣＨ (Set CHannel) ＦＦＴアンプの設定 .......................................................................................................................... 3-10
ＳＣＨ (Set CHannel) ＨＳＤＣアンプの設定 ..................................................................................................................... 3-11
ＳＣＨ (Set CHannel) ＡＣＳＴアンプの設定 ...................................................................................................................... 3-11
ＳＡＲ (Set Ac strain amp R-fine) ＡＣＳＴ、ＤＡＳＴアンプのＲバランス調整 ...................................................... 3-11
ＳＣＨ (Set CHannel) ＥＶアンプの設定 ............................................................................................................................. 3-12
ＳＣＨ (Set CHannel) ＴＣＤＣアンプの設定 ...................................................................................................................... 3-12
ＳＣＨ (Set CHannel) ＴＤＣアンプの設定 ......................................................................................................................... 3-13
ＳＣＨ (Set CHannel) ＦＶアンプの設定 ............................................................................................................................. 3-13
ＳＣＨ (Set CHannel) ＲＭＳアンプの設定 ........................................................................................................................ 3-14
ＳＣＨ (Set CHannel) ＤＣＳＴアンプの設定 ...................................................................................................................... 3-15
ＳＣＨ (Set CHannel) ＨＲＺＳアンプの設定 ...................................................................................................................... 3-15
ＳＣＨ (Set CHannel) 本体イベント（Ｅ１）の設定 ............................................................................................................ 3-16
ＳＵＳ (Set User Scale) アナログ系アンプユーザスケールの設定 ........................................................................ 3-16

3.9. 表示・記録関連 ....................................................................................................................................................... 3-17
ＳＷD (Set Scale Wave Division ) 波形記録分割数の設定 ................................................................................... 3-17
ＳＷＦ (Set Scale Wave flame) 波形記録フレームの設定 ........................................................................................ 3-17

3.10. ファイル・記録紙への出力（ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾌｧｲﾘﾝｸﾞ含む） ............................................................................... 3-18
ＳＭＦ (Set Memory Filing) ファイリング設定 ................................................................................................................. 3-18
6

ＳＰＳ (Set Print Size) 波形表示時間軸倍率の設定.................................................................................................. 3-18

3.11. システム－収録設定 .......................................................................................................................................... 3-19
ＳＲＣ (Set Record Ch) 収録チャネルの指定 ............................................................................................................... 3-19
ＳＤＮ (Set Data No.) データＮｏの設定 ........................................................................................................................... 3-19
ＳＧＰ (Set Grid Pattern) グリッドパターン設定 ............................................................................................................ 3-19
ＳＡＳ (Set Auto Scaling) スケール印字の設定 ........................................................................................................... 3-19
ＳＳＭ (Set Scale Mode) スケール印字モードの設定 ................................................................................................. 3-20
ＳＡＮ (Set ANnotation ON/OFF) アノテーション印字の設定 ................................................................................. 3-20
ＳＰＡ (Set Print Auxiliary) 計測情報と信号名称印字の設定 ................................................................................. 3-20

3.12. システム－メンテナンス ..................................................................................................................................... 3-20
ＳＤＴ (Set DaTe) 時計の設定............................................................................................................................................. 3-20

3.13. その他の設定 ....................................................................................................................................................... 3-21
ＳＴＲ (Set TRans CH.) リアルタイム転送チャネルの設定 ........................................................................................ 3-21
ＳＩＭ (Set Input Monitor.) 入力モニタ表示速度の設定 ............................................................................................. 3-21
ＳＡＴ (Set Auto Transmit) 通知機能の設定 ................................................................................................................. 3-21
ＳＩＦ 入力モニタ一時停止の設定....................................................................................................................................... 3-22
ＳＩＳ 入力モニタトリガ同期の設定 .................................................................................................................................... 3-22
ＳＲＩ 収録・記録のＯＮ／ＯＦＦ設定 ................................................................................................................................... 3-22
ＳＢＲ レコーダ基本設定....................................................................................................................................................... 3-23

3.14. 旧製品互換 ........................................................................................................................................................... 3-24
ＳＲＭ (Set Recording Mode) 測定モードの設定 ......................................................................................................... 3-24
ＳＡＣ (Set Auto Copy) オートコピーの設定 .................................................................................................................. 3-24
ＳＭＩ (Set Memory autocopy Icon)オートコピーの設定 ............................................................................................. 3-24
ＳＦＩ (Set Filing Icon) ＨＤ収録のＯＮ／ＯＦＦ設定 ....................................................................................................... 3-24
ＳＹＡ (Set Y-Axis) Ｙ軸チャネルの設定 .......................................................................................................................... 3-25
ＳＭＤ (Set Memory Division) チャネル結合の設定 ................................................................................................... 3-25

4. 情報読み出しコマンド－Ｉ＊＊ ................................................................................................................... 4-1
4.1. 測定モード ................................................................................................................................................................... 4-2
ＩＭＭ (Inquire Measure Mode) 測定モードの読み出し ................................................................................................. 4-2

4.2. 収録全般 ..................................................................................................................................................................... 4-2
ＩＳＳ (Inquire filing Save Setting) ファイリング保存先の読み出し ........................................................................... 4-2
ＩＳＰ (Inquire file Save Pss) ファイル保存先パスの読み出し .................................................................................... 4-2

4.3. 波形チャート記録 ...................................................................................................................................................... 4-3
ＩＣＳ (Inquire Chart Speed) 波形チャート記録の紙送り速度の読み出し ............................................................... 4-3

4.4.

メモリ収録 ................................................................................................................................................................. 4-3
ＩＳＣ (Inquire Sampling Clock) メモリサンプル速度の読み出し ................................................................................. 4-3
ＩＢＳ (Inquire Block Size) ブロックサイズの読み出し .................................................................................................... 4-4
ＩＭＬ （Inquire Memory Length）メモリブロックサイズ（メモリブロック長）の読み出し ............................................ 4-4
ＩＭＢ (Inquire Memory Block) ブロックＮｏの読み出し .................................................................................................. 4-4
ＩＴＤ (Inquire Trigger Delay) プリトリガの読み出し ......................................................................................................... 4-4
ＩＴＥ (Inquire Trigger Execution) トリガ動作の読み出し ............................................................................................... 4-4
ＩＭＣ (Inquire Memory Copy) オートコピー量の読み出し ............................................................................................ 4-4
ＩＭS (Inquire Memory Status) メモリ状態の読み出し ................................................................................................... 4-5

4.5. ＨＤ収録 ....................................................................................................................................................................... 4-6
ＩＲＦ (Inquire Realtime Filing) ＨＤレコーダ基本設定の読み出し .............................................................................. 4-6
ＩＦＴ (Inquire Filing Time) 収録時間の読み出し ........................................................................................................... 4-6
ＩＲＴ (Inquire Real-Time Trigger) リアルタイム収録動作の読み出し ....................................................................... 4-6

4.6. Ｘ－Ｙ記録 .................................................................................................................................................................... 4-7
ＩＣＳ (Inquire Chart Speed) Ｘ－Ｙデータサンプル速度の読み出し .......................................................................... 4-7
ＩＸＡ (Inquire X-Axis) Ｘ軸チャネルの読み出し ................................................................................................................ 4-7
7ＩＹＣ (Inquire Y-Ch) Ｙ軸チャネルの読み出し ................................................................................................................... 4-7

4.7. トリガ ............................................................................................................................................................................. 4-7
ＩＴＭ (Inquire Trigger Mode) トリガモードの読み出し .................................................................................................... 4-7
ＩＴＷ (Inquire Trigger Window) ＷＩＮＤＯＷトリガ条件の読み出し ............................................................................. 4-8
ＩＴＣ (Inquire Trigger mode OR,AND Channel) ＯＲ・ＡＮＤトリガ条件の読み出し .............................................. 4-8
ＩＴＦ (Inquire Trigger Filter) トリガフィルタの読み出し .................................................................................................. 4-9

4.8. アンプユニット ......................................................................................................................................................... 4-10
ＩＣＨ (Inquire CHannel) ＨＲＤＣアンプ設定の読み出し ............................................................................................... 4-10
ＩＣＨ (Inquire CHannel) ＦＦＴアンプ設定の読み出し..................................................................................................... 4-10
ＩＣＨ (Inquire CHannel) ＨＳＤＣアンプ設定の読み出し ............................................................................................... 4-11
ＩＣＨ (Inquire CHannel) ＡＣＳＴアンプ設定の読み出し ................................................................................................ 4-11
ＩＣＨ (Inquire CHannel) ＥＶアンプ設定の読み出し ....................................................................................................... 4-11
ＩＣＨ (Inquire CHannel) ＴＣＤＣアンプ設定の読み出し ................................................................................................ 4-12
ＩＣＨ (Inquire CHannel) ＴＤＣアンプ設定の読み出し ................................................................................................... 4-12
ＩＣＨ (Inquire CHannel) ＦＶアンプ設定の読み出し ....................................................................................................... 4-13
ＩＣＨ (Inquire CHannel) ＲＭＳアンプ設定の読み出し .................................................................................................. 4-13
ＩＣＨ (Inquire CHannel) ＤＣＳＴアンプ設定の読み出し ................................................................................................ 4-14
ＩＣＨ (Inquire CHannel) ＨＲＺＳアンプ設定の読み出し ................................................................................................ 4-14
ＩＣＨ (Inquire CHannel) 本体イベントＥ１設定の読み出し ........................................................................................... 4-15
ＩＣＨ (Inquire CHannel) 無効なアンプ設定の読み出し ................................................................................................ 4-15
ＩＵＳ (Inquire User Scale) アナログ系アンプユーザスケールの読み出し ............................................................ 4-15

4.9. ファイル・記録紙への出力（ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾌｧｲﾘﾝｸﾞ含む） .................................................................................. 4-16
ＩＭＦ (Inquire Memory Filing) メモリファイリング設定の読み出し ............................................................................ 4-16
ＩＷD (Ｉｎｑｕｉｒｅ Scale Wave Division ) 波形記録分割数の読み出し .................................................................... 4-16
ＩＷＦ (Inquire Scale Wave flame) 波形記録フレームの読み出し ........................................................................... 4-16

4.10. システム－収録設定 .......................................................................................................................................... 4-17
ＩＲＣ (Inquire Recod Ch) 収録チャネルの読み出し ..................................................................................................... 4-17
ＩＤＮ (Inquire Data No.) データＮｏの読み出し ............................................................................................................... 4-17
ＩＡＮ (Inquire ANnotation) アノテーション印字設定の読み出し ................................................................................ 4-17
ＩＰＡ (Inquire Print Auxiliary) 計測情報と信号名称印字の設定読み出し ............................................................ 4-17
ＩＧＰ (Inquire Grid Pattern) グリッドパターン設定の読み出し .................................................................................. 4-18
ＩＡＳ (Inquire Auto Scaling) スケール印字の読み出し ............................................................................................... 4-18
ＩＳＭ (Inquire Scale Mode) スケール印字モードの読み出し .................................................................................... 4-18

4.11. システム－メンテナンス ..................................................................................................................................... 4-19
ＩＷＨ (Inquire WHo ) バージョン情報の読み出し .......................................................................................................... 4-19
ＩＤＴ (Inquire DaTe ) 時計の読み出し .............................................................................................................................. 4-19

4.12. その他の設定 ....................................................................................................................................................... 4-20
ＩＥＳ (Inquire Error Status) エラーステータスの読み出し ......................................................................................... 4-20
ＩＩＭ (Inquire Input Monitor) 入力モニタ表示速度の読み出し .................................................................................. 4-20
ＩＡＴ (Inquire Auto Transmit) 通知機能の読み出し ..................................................................................................... 4-20
ＩＤＡ (Inquire Input monitor DAta) 入力信号の測定値の読み出し ....................................................................... 4-21
ＩＣＡ (Inquire auto transmit CAtion) 通知要因の読み出し ...................................................................................... 4-21
ＩＩＦ 入力モニタ一時停止の読出し ...................................................................................................................................... 4-21
ＩＩＳ 入力モニタトリガ同期の読出し .................................................................................................................................... 4-22
ＩＲＩ 収録・記録のＯＮ／ＯＦＦ読出し .................................................................................................................................. 4-22
ＩＢＲ レコーダ基本設定の読出し ........................................................................................................................................ 4-22

4.13. 旧製品互換 ........................................................................................................................................................... 4-23
ＩＲＭ (Inquire Recording Mode) 測定モードの読み出し ............................................................................................. 4-23
ＩＡＣ (Inquire Auto Copy) オートコピーの読み出し ...................................................................................................... 4-23
ＩＲＳ (Inquire Rec icon information) ＲＥＣアイコンの設定読み出し ..................................................................... 4-23
ＩＭＰ (Inquire Memory block Point) ブロックＮｏの読み出し .................................................................................... 4-24
ＩＹＡ (Inquire Y-Axis) Ｙ軸チャネルの読み出し .............................................................................................................. 4-24
ＩＭＤ (Inquire Memory Division) チャネル結合の読み出し ....................................................................................... 4-24
8

5. 実行コマンド－Ｅ＊＊ ................................................................................................................................... 5-1
5.1. 収録・記録動作 .......................................................................................................................................................... 5-2
ＥＳＴ (Execute StarT) 記録スタート..................................................................................................................................... 5-2
ＥＳＰ (Execute StoP) 本体動作の停止.............................................................................................................................. 5-2
ＥＣＰ (Execute CoPy) コピーの実行 ................................................................................................................................... 5-2
ＥＭＴ (Execute Manual Trigger) マニュアルトリガの実行 ........................................................................................... 5-2
ＥＭＫ (Execute MarK) マーク印字の実行....................................................................................................................... 5-2

5.2. 環境設定保存・初期化・クリア .............................................................................................................................. 5-3
ＥＭＣ (Execute Memory block data Clear) メモリブロックデータのクリア ............................................................ 5-3

5.3. 自動調整 ..................................................................................................................................................................... 5-3
ＥＡＳ (Execute Ac Strain amp auto balance) ＡＣＳＴアンプのオートバランス実行 ......................................... 5-3
ＥＡＢ (Execute dc strain amp Auto Balance) DＣＳＴアンプのオートバランス実行 ......................................... 5-3
ＥＺＳ (Execute auto Zero Suppression voltage) ＨＲＺＳアンプのオートゼロサップレッション実行 .............. 5-3

5.4. データ転送 .................................................................................................................................................................. 5-4
ＥＩＭ (Execute Input Monitor data trans) モニタ転送の実行 ................................................................................... 5-4
ＥＴＳ (Execute real time data TranS) リアルタイム転送の実行 ............................................................................. 5-5
ＥRS (Execute Realtime data trans Start) リアルタイム転送の実行 .................................................................... 5-6
ＥＲＥ (Execute Realtime data trans End) リアルタイム転送の停止 ...................................................................... 5-6

5.5. その他 .......................................................................................................................................................................... 5-7
ＥＰＡ (Execute Page Annotaion) ページアノテーション印字の実行 ........................................................................ 5-7
ＥＦＤ (Execute FeeD) フィードの実行 ................................................................................................................................. 5-7
ＥＳＩ (Execute System Initialize) システムイニシャライズコマンド ............................................................................ 5-7

6. ファイル/データ操作コマンド－Ｆ＊＊ .................................................................................................... 6-1
ＦＤＳ (File Data file Save) メモリ収録データのファイル保存..................................................................................... 6-2

7. テキスト操作コマンド－Ｔ＊＊ ................................................................................................................... 7-1
7.1. ページアノテーション文字列 .................................................................................................................................. 7-2
ＴＩＰ (Text Input Page)ページアノテーション文字列の入力 .......................................................................................... 7-2
ＴＯＰ (Text Output Page) ページアノテーション文字列の出力 ................................................................................. 7-2
ＴＣＰ (Text Clear Page) ページアノテーション文字列のクリア .................................................................................. 7-2

7.2. 信号名称文字列 ....................................................................................................................................................... 7-3
ＴＳＮ (Text input SigNal) 信号名称文字列の入力 ........................................................................................................ 7-3
ＴＯＳ (Text Output Signal) 信号名称文字列の出力..................................................................................................... 7-3
ＴＣＳ (Text Clear Signal) 信号名称文字列のクリア ...................................................................................................... 7-4

7.3. 計測情報文字列 ....................................................................................................................................................... 7-4
ＴＨＤ (Text input information) 計測情報文字列の入力 .............................................................................................. 7-4
ＴＯＨ (Text Output information) 計測情報文字列の出力 .......................................................................................... 7-4
ＴＣＤ (Text Clear information Data) 計測情報文字列のクリア ................................................................................ 7-4

8. 資料 ..................................................................................................................................................................... 8-1
8.1. キャラクタコード一覧 ................................................................................................................................................ 8-2

91. 通信インタフェースの選択１．通信インタフェースの選択

1.1. 本製品の通信インタフェースを設定する◆ 通信インタフェースを使用して、本製品をパソコン等からコントロールするには使用する通信インタフェースにあわせて、あらかじめ本体を設定しておく必要があります。
※DL2800Ａで操作する場合、ディスプレイ及びUSBマウスが必要です。
ディスプレイ、USBマウスが無い場合は「1.4 DL2800Aの通信インタフェース設定」を参照して通信インタ
フェースを設定してください。

通信設定
を選択

操作パネル
(RA2000MKⅡ)

1.1.1. 通信機能の概要とその選択方法

① なし
③ ＬＡＮ
② ＲＳ－２３２Ｃ① なし
ＲＳ－２３２Ｃ、ＬＡＮインタフェースの受信を無視し、コマンドを受け付けません。
② ＲＳ－２３２Ｃ
ＲＳ－２３２Ｃインタフェースを使用③ ＬＡＮ
ＬＡＮインタフェースを使用
ＴＩＰＳ

通信ポート選択の設定を有効にするには、本体の再起動が必要です。
再起動しないと、選択したポートでの通信ができない場合があります。

1-2

通信コマンド (1WMPD4003506)

１．通信インタフェースの選択

1.2. RS-232Cを使って本製品をコントロールする◆ ＲＳ－２３２Ｃインタフェースにより本製品を直接ホストコンピュータでコントロールできます。
ＲＳ－２３２Ｃを選択し、ＲＳ－２３２Ｃ設定変更を選択しＲＳ－２３２Ｃの設定を行います。

① ＲＳ－２３２Ｃ設定変更② 自動発信設定① ＲＳ－２３２Ｃの設定
ＲＳ－２３２Ｃの通信プロトコルを設定します。

通信速度、データビット、ストップビ
ット、パリティ、フロー制御、デリミタを設定します。

キーを押すと設定ウィンドウが開きます。

ＴＩＰＳ

②

通信プロトコルの設定を有効にするには、本体の再起動が必要です。
再起動しないと、設定したプロトコルでの通信ができない場合があります。

自動発信設定自動発信の要因を設定します。
指定した要因が発生したとき、ＲＳ－２３２Ｃインタフェースより “!” を送信します。

通信コマンド (1WMPD4003506)

1-3

１．通信インタフェースの選択

1.3. ＬＡＮを使って本製品をコントロールする◆ ＬＡＮインタフェースにより本製品を直接ホストコンピュータでコントロールできます。
ＬＡＮを選択し、ＬＡＮ設定変更を選択しＬＡＮの設定を行います。

① LAN設定変更② 自動発信設定①

ＬＡＮの設定ＬＡＮの通信プロトコルを設定します。

IPアドレス、サブネットマスク、ゲー
トウェイアドレス、デリミタ、タイムア
ウトを設定します。キーを押すと設定ウィンドウが開きます。

ＴＩＰＳ

②

・通信プロトコルの設定を有効にするには、本体の再起動が必要です。
再起動しないと、設定したプロトコルでの通信ができない場合があります。
・本器のＴＣＰポート番号は“２３００”となります。（ホストPC側でポート番号を指定する場合、この値を指定してください）

自動発信設定自動発信の要因を設定します。
指定した要因が発生したとき、ＬＡＮインタフェースより “!” を送信します。

ＴＩＰＳ

・ＴＣＰの通信コネクションが成立している場合に有効です。クライアント側のＰＣが本製品との接続を維持しているとき接続先に対して“！”を送信します。

1-4

通信コマンド (1WMPD4003506)

１．通信インタフェースの選択

1.4.DL2800Aの通信インタフェース設定
ＤＬ２８００Ａにはディスプレイ、タッチパネルが標準装備されておりません。上述の説明は外部ディスプレイを接続し画面表示可能にした上、USBマウスを接続して制御可能とした場合にのみ可能となっております。
本項ではディスプレイ、マウスを使用せずに通信インタフェース設定を可能にする方法を説明します。
※ 本説明はDL2800Ａのみ該当します。
※ 操作にはUSBメモリが必要です。
概要
１．ＰＣにて設定内容を記したテキストファイル（DL2800.txt）作成し、ＵＳＢメモリの直下に登録します。
２．USBメモリのテキストファイルをDL2800Ａで読み込みます。（操作パネル「USB 読出し」ボタンを押す）

1.4.1.テキストファイルの準備
DL2800.txtファイルを作成し、ＵＳＢメモリの直下に登録します。
以下にテキストファイルの内容を記します。
下記内容は必要な設定用の文字列のみ記し、コメント行は省略してあります。

● ＬＡＮ設定用テキストファイル//RA20_TEXT//Communication
COM002,LAN
COM016,CRLF
COM018,10
COM020,OFF
COM022,192.168.19.190
COM024,255.255.255.0
COM026,192.168.19.13//END OF FILE

テキストファイルの認識用文字列（固定）
通信用設定のタグ文字列（固定）通信ポート設定（ＬＡＮ）
デリミタ設定（CRLF / CR / LF から指定）
タイムアウト（秒）設定（１～６０の数値を指定）
ＤＨＣＰ設定（ON / OFF から指定）
ＩＰアドレス設定
サブネットマスク設定
ゲートウェイアドレス設定
テキストファイルの終わりを示す文字列（固定）● RS-232C設定用テキストファイル//RA20_TEXT//Communication
COM002,RS-232C
COM004,OFF
COM006,38400
COM008,7COM010,2
COM012,ODD
COM014,XONXOFF
COM016,CR
COM018,22//END OF FILE

テキストファイルの認識用文字列（固定）
通信用設定のタグ文字列（固定）通信ポート設定（RA-232C）
ＵＰＳ接続設定（OFF または ON を指定）
ボーレート設定（2400 / 4800 / 9600 / 19200 / から指定）
ボーレート設定（2400/4800/9600/19200/38400
38400 から
データビット設定（8 または 7 を指定）
ストップビット設定（1 または 2 を指定）
パリティー設定（NONE / ODD / EVEN から指定）
フロー制御設定（RTSCTS または XONXOFF から指定）
デリミタ設定（CRLF / CR / LF から指定）
タイムアウト（秒）設定（１～６０の数値を指定）
テキストファイルの終わりを示す文字列（固定）テキストファイルの詳細についてはDL2800Ａ本体取扱説明書の「4.2.通信による制御方法」及び「13.4.5.環境保存」を参照してください。

通信コマンド (1WMPD4003506)

1-5

１．通信インタフェースの選択

1.4.2.テキストファイルの読み込み
次の操作によりテキストファイルを読み込むことができます。
１．USBメモリをDL2800Ａに装着します。
２．操作パネル「USB 読出し」ボタンを押すと、テキストファイルの読み込みが実施されます。
３．操作パネル「USB 取外し」ボタンを押し、USBメモリを取り外せる状態にします。
４．USBメモリの取り外しが認識されたことを確認（USBメモリのLEDなど）し、USBメモリを取り外します。

1.4.3.注意事項―USBメモリ内のファイル
USBメモリの直下に「DL2800.ENV」ファイル（DL2800環境保存ファイル）がある場合、環境保存ファイルの読み込みが優先されるため、テキストファイルの読み込みは実行されません。

1.4.4.注意事項―テキストファイルの編集
テキストファイルで次の編集をした場合、不正な設定となります。
・通信ポート選択にRS-232C、RS-232CによるUPS接続をONにした場合
COM001,Communication Port : NONE / LAN / RS-232C
COM002,RS-232C
COM003,Connect UPS to RS232C : ON / OFF
COM004,ON

RS-232Cが通信ポートとUPSの両方に使用される設定となり、不正な設定と判断されます。
この設定ファイルを読み込んだ場合、UPS接続がON、通信ポート選択とNONEとなります。
・RS-232Cオプションが装着されていないときRS-232Cを指定した場合COM001,Communication Port : NONE / LAN / RS-232C
COM001,Communication Port : NONE / LAN / RS-232C
COM002,RS-232C
COM002,RS-232C
COM003,Connect UPS to RS232C : ON / OFF
COM003,Connect UPS to RS232C : ON / OFF
COM004,ON
COM004,OFF

通信ポート選択はRS-232Cとならず、現在の設定を保持します。
COM001,Communication Port : NONE / LAN / RS-232C
COM002,NONE
COM003,Connect UPS to RS232C : ON / OFF
COM004,ON

ＵＰＳの設定はＯＮとならず、ＯＦＦとなります。
・ＤＨＣＰが有効の場合
COM019,Use DHCP : ON / OFF
COM020,ON
COM021,IP address
COM022,192.168.19.190
COM023,Sub net mask
COM024,255.255.255.0
COM025,Gateway address
COM026,192.168.19.13

IP、サブネット、ゲートウェイの指定は無視されます。IPアドレス、サブネット、ゲートウェイはサーバーより与えられた値に書き換えられます。
また、ネット接続していないと、ＤＨＣＰサーバーによる割り当てができないためエラーとなります。

1-6

通信コマンド (1WMPD4003506)

１．通信インタフェースの選択

1.5. ＬＡＮ接続によるファイル共有の設定
RA2000シリーズでは、出荷時ファイル共有禁止の状態となっています。以下の手順で内蔵ＨＤをファイル共有状態にすることで、ＬＡＮ接続されたPCからRA2000内蔵ＨＤのフォルダを参照することができます。
またDL2800AはDドライブ（内蔵HD）の”LOGFILE”フォルダを共有した状態で出荷していますが、HDのフォーマットを行った場合にはこの操作が必要となります。

1.5.1.本体の準備
以下の手順で本製品本体のシステムを変更可能な状態にします。
（DL2800Aの場合、本体を操作するため外部ディスプレイ、USBマウスが必要となります。）
1) 本製品本体から LAN ケーブルを外してください。
作業はメンテナンスモードで、ＯＳが格納されているドライブを書き換え可能な状態にして行います。
LANケーブルを接続した状態でライトフィルタを解除するとウィルス等の攻撃に対し無防備となります
ので、必ず、LANケーブルを外してください。
また、メンテナンスモードでの操作はシステムに影響を与える項目がありますので特に必要な場合以外は行わないようにしてください。

2) [システム]画面－[メンテナンス]画面にて「次回メンテナンスモードで起動する」にチェックしてください。

3) 終了処理を実行してください。
Ｗｉｎｄｏｗｓロゴと終了メッセージ（It is now safe to turn off your computer）が表示されたら電源を切ってください。

4) 本製品再起動
電源をＯＮにして本製品を再起動してください。

5) メンテナンスプログラムが起動します。
再起動すると右図のメンテナンスプログラムが起動します。

通信コマンド (1WMPD4003506)

1-7

１．通信インタフェースの選択

1.5.2.マイコンピュータの起動
1) 「Start」メニューからマイコンピュータを起動し、ファイル共有するフォルダを表示してください。

2) 共有するフォルダを選択
RA2000シリーズ/DL2800Aでは、ＤドライブのLOGFILE，XY，HARDCOPYをデータ保存用のフォルダとしています。共有するフォルダを指定してください。
(ドライブ全体をファイル共有に設定することはできません)

1.5.3.フォルダオプションの設定
1) Folder Options のウィンドウを開きます。
エクスプローラのメニューより「Tool」-「Folder Options」を実行します。

1-8

通信コマンド (1WMPD4003506)

１．通信インタフェースの選択

2) View タブを表示します。

3) Simple file sharing を ON にします。
Advanced settings リストの一番下にあります。
チェックボックスにチェックを入れてください。

4) [OK]を選択し、Folder Options のウィンドウを終了します。

1.5.4.共有ファイルのプロパティー設定ウィンドウを開く
1) 共有するフォルダを選択
RA2000シリーズ/DL2800Aでは、Ｄドライブをデータ保存用のドライブとしています。フォルダ毎に共有する設定を行ってください。
※注意：Ｃドライブは、ＯＳやプログラムが格納されているため共有設定はしないでください。
2) エクスプローラで共有するフォルダを選択状態にした後、ウィンドウ右側にある「Share this folder」をク
リックします。（フォルダの階層が表示している場合はウィンドウメニュー下の「Folders」アイコンをクリックして表示を切り替えてください。）

通信コマンド (1WMPD4003506)

1-9

１．通信インタフェースの選択

3) ファイル共有の登録
フォルダのプロパティウィンドウより「Sharing」のタブを表示します。Network sharing and security の設定部分ののチェックボックスにチェックをつける。
(Allow network users to change my file は操作により収録ファイルを壊す
危険性が あるためチェックしないで使用してください）4) [OK]を選択し、Folder Options のウィンドウを終了します。

以上で設定は終了です。

5) メンテナンスプログラムにて「再起動後に標準プログラムを起動する」にチェックがあることを確認して、シャットダウンしてください。

6) 電源のＯＦＦ
Ｗｉｎｄｏｗｓロゴと終了メッセージ（It is now safe to turn off
your computer）が表示されたら電源を切ってください。

7) 本製品の再起動
電源をＯＮにして起動してください。
ネット上のPCから本製品本体のフォルダが参照可能になっています。

1-10

通信コマンド (1WMPD4003506)

１．通信インタフェースの選択

1.6. ＮＳ３０００の使用について
ＮＳ３０００は、Windows 2000またはWindows XP上で動作可能な計測用ソフトウェアです。
パーソナルコンピュータ（以後PCと称す）からLANで接続された計測器に対し入力レンジや動作モードなどの各種設定が行えます。また複数台の機器のデータをリアルタイムでモニタでき、PCのHDへデータを収録することができます。収録したデータファイルは、容易に再生表示やCSV変換・演算・印刷などを行うことができます。

1.6.1.ＮＳ３０００ユニファイザをご使用になる前に
動作環境：以下の条件を満たすIBM PC-AT互換機上で動作します。
・CPU
Pentium® III 800MHz以上（推奨 Pentium® 4 2GHz以上）
・メモリ
128MB以上 （推奨 512MB以上）
・HD空き容量プログラム領域 約5MB必要 その他にデータ格納領域が必要
収録データファイルの最大容量はHD空き容量の約1/3を目安にしてください。
・USBポート
インストールおよびプロテクトキー用・ディスプレイ
1024×768ピクセル以上・OS
Windows 2000 / Windows XP※NEC製のPC9801，PC9821シリーズでは使用できません（NXシリーズ以降は使用可能）。
Windows 2000 / Windows XPは米国マイクロソフト社の登録商標です
Pentium® は米国インテル社の登録商標です

1.6.2.接続機器の通信設定※注意：ＰＣと本製品をピアtoピア接続（ＨＵＢを介さず接続）する場合は、クロスＬＡＮケーブルを使用します。
１）本製品の「システム－通信設定」画面を表示し接続する通信デバイスを指定します。

LANのプロトコル設定

通信コマンド (1WMPD4003506)

1-11

１．通信インタフェースの選択

２）本製品の「システム－通信設定」で「LAN設定変更」キーを押し、表示される次の画面で設定します。

ネット環境に合わせた設定をしてください。
このＩＰアドレスはＮＳ３０００の接続画面で入力する必要があります

注意：ＰＣと直接ピアtoピアで接続する場合にはＤＨＣＰは使用できません。
また、DHCPによるLAN設定の自動取得では接続のたびに値が変わる場合がありますので、DHCPを使用せずに接続することをお勧めします。
３）ＮＳ３０００の起動
ＰＣのデスクトップ上にあるUnifizer.exeのショートカットアイコンをダブルクリックして、プログラムを起動させます。正常に起動が完了すると、以下の初期画面が表示されます。
※注意：ＮＳ３０００を取扱説明書に従ってインストールしてください。

1-12

通信コマンド (1WMPD4003506)

１．通信インタフェースの選択

４）機器との接続
ツリー画面の[機器]アイコンをクリックすると、詳細設定ウィンドウに機器の追加設定が表示されます。
ここで接続する機器のIPアドレスを設定し、機器との接続を行います。
以下ＲＡ２３００ＭＫⅡを例として説明します。

ＲＡ２３００をクリック[機器]をクリック

接続が完了すると、下の図のようにツリー上に機器が表示されます。

５）ＲＡ２０００の設定
ツリー上の任意機器のアイコンをクリックすると、詳細設定ウィンドウに機器の詳細設定項目が表示されます。
ここでは機器本体の収録モードやサンプリングに関する詳細設定を行います。

[機器名]をクリック

設定した内容は［確定］ボタンをクリックした時点で有効となり本体へ反映されます。
確定前に［元に戻す］をクリックすると変更前の表示内容に戻ります。確定後は戻りません。

通信コマンド (1WMPD4003506)

1-13

１．通信インタフェースの選択

1.6.3.基本的なデータ収録を行うための操作手順
以下に操作の流れを示します。詳細はユニファイザの取扱説明書を参照ください。

計測プロジェクトを開く

機器との接続

収録に関する条件やサンプリング速度の設定

入力に関する条件の設定

表示方法を決める

モニタデータ確認<PCリアルタイム収録の開始>

収録方法を決める
RA本体 or PC収録

<PCリアルタイム収録の停止>

データ収録実行

収録終了

1-14

通信コマンド (1WMPD4003506)

2. 通信コントロールの概要

２．通信コントロールの概要

2.1. ローカル/リモートコントロール◆ 本製品は操作パネルやタッチパネル（DL2800Aの場合は外部モニタとUSBマウス）の操作が可能なローカ
ルモードと、通信ポートからのコントロールのみ有効なリモートコントロールモードの２つのコントロールモードを持っています。

2.1.1 ローカルモード
電源投入後の通常状態です。操作パネルとタッチパネル（DL2800Aの場合USBマウス）による操作と、リモート
端子入力によるコントロールが可能です。

2.1.2 リモートコントロールモード
本製品は通信機能を選択された状態で何らかのデータを受信すると、リモートコントロールモードになります。
また設定された自動発信要因が発生した場合もリモートコントロールモードになります。この時通信インタフェー
スから本製品のコントロールが可能となります。
リモートコントロールモードに遷移した場合、収録／記録動作はそのまま継続し、リモートコントロールモード画面（画面右上の「キーロック」アイコンがリモート用となる）を表示します。リモートコントロールモード中は操作／
タッチパネルによる全てのコントロールが無効となります。
ローカルモード

リモートコントロールモード

又は

DL2800A は外部ディスプレイを接続することで確認することが出来ます。

2.1.3 ローカルモードへの復帰
エスケープシーケンスコマンド [ESC]-Z の受信によりローカルモードへ復帰します。
また、上記の「キーロック」アイコンをタッチすることで、手動でローカルモードに復帰させることが出来ます。
DL2800A の場合、手動でローカルモードに復帰させるには外部ディスプレイ、USB マウスが必要です。

2.2. 通信コマンド概要◆ 本製品をリモートコントロールするための通信コマンドは、大きく３つに分類されます。
○文字列コマンド
設定や収録などのコントロールは基本的にこの文字列コマンドで行います。文字列コマンドは３文字のコマ
ンドとそれに続くパラメータの文字列で構成されます。
○エスケープシーケンスコマンド[ESC]+１文字でコマンドとして使用します。本製品の動作／エラー情報を取得したりすることが出来ます。このコマンドでは本体の設定や動作に関するコントロールは出来ません。
○１バイトコントロールコマンド
１バイトのコントロールコードを送るだけで実行できますが、機能が限定されています。上記の文字列コマン
ドやエスケープシーケンスコマンドで同等以上の機能が用意されています。

2-2

通信コマンド(1WMPD4003506)

２．通信コントロールの概要

2.2.1 文字列コマンドの書式
文字列コマンドは３文字のコマンドとそれに続くパラメータの文字列で構成されます。コマンド最初の文字がコマンド種別を、続く２文字がコマンド内容を表しています。収録／記録を開始するESTコマンドは Execute
StarTの略称となります。

EST
コマンド内容 StarT
コマンド種別

X
S
I
E
F
T
R
W

通信制御
設定
情報読み出し実行
ファイル／データ操作
テキスト
データ読み出し
データ書き込み

３文字のコマンドの後に半角スペース” “、続いてパラメータを入力します。パラメータ間はセパレータ（カンマ”,”
もしくは半角スペース” “）を挿入します。パラメータの省略が可能な場合には省略するパラメータの代わりにカンマ”,”を連続して入力し、パラメータが省略されたことを明示する必要があります。最後にデリミタを入力して終了です。デリミタには[CR+LF]、[CR]、[LF]があり、本体に設定されたデリミタと同じデリミタを使う必要があります。

SＦＴコマンド（収録時間設定コマンド）での書式例
SＦＴ １０,１０，０，０[デリミタ]
SＦＴ ，，，１[デリミタ]
SＦＴ ，，１０，３０[デリミタ]
SＦＴ １０，１０，，[デリミタ]●

１０日１０時間0分0秒に設定
収録時間１秒に設定
収録時間１０分３０秒に設定
１０日１０時間0分0秒に設定

パラメータの省略について
パラメータが省略可能な場合、コマンド説明に「省略可能」と明記されています。それ以外の場合パラメータの省略はできません。

通信コマンド(1WMPD4003506)

2-3

２．通信コントロールの概要

2.3. 1バイトコントロールコマンド◆ １バイトのコントロールコードを送るだけで実行できますが、機能が限定されています。上記の文字列コマ
ンドやエスケープシーケンスコマンドで同等以上の機能が用意されています。通信インタフェースにより使用できるコマンドが制限されますのでご注意ください。

●

Basicプログラム書式例
100 PRINT#MAD,CHR$(&H05); （MAD=回線番号）[ＥＮＱ] 本体の状態を出力
機
能
入力形式
出力形式
解

説

本体の状態を出力します。
［ＥＮＱ］（０５ｈ）［ＮＡＫ］（１５ｈ）：本体は動作中［ＡＣＫ］（０６ｈ）：本体は停止状態でコマンド待ち
本体が動作中の場合は［ＮＡＫ］（１５ｈ）
本体が停止状態でコマンド待ちの場合は［ＡＣＫ］（０６ｈ）を返送します。
本体の詳しい状態を調べる場合は、[ESC]+Cコマンドを使用して下さい。

[ＣＡＮ] コマンドキャンセル
機
能
入力形式
出力形式
解
説

現在実行中のコマンドをキャンセルします。
［ＣＡＮ］（１８ｈ）
なし
記録をストップするＥＳＰコマンドと同じ意味のコマンドです。
コマンドを受信中はそのコマンドをキャンセルします。
本体が何か実行している場合はその処理を終了させますが、アンプの設定関連（オートスケール等）の実行処理は、終了できません。

[ＤＣ４] 本体の初期化
機
能
入力形式
出力形式
解
説

本体設定を初期化します。
［ＤＣ４］（１４ｈ）
なし
本体を初期化するＥＳＩコマンドと同じ意味のコマンドです。
本体が停止中に実行が可能です。本体動作中は実行エラーとなります。
初期化＋アプリケーションの再起動が実施されます。
通信設定は初期化されません。

2-4

通信コマンド(1WMPD4003506)

２．通信コントロールの概要

2.4.エスケープシーケンス◆ [ESC]+１文字でコマンドとして使用します。ＲＡ２０００シリーズ／ＤＬ２８００Ａの動作／エラー情報を取得したりすることが出来ます。このコマンドでは本体の設定や動作に関するコントロールは出来ません。

●●[ESC]の文字コードは１Bｈ
Basicプログラム例
100 PRINT#MAD,CHR$(&H1B)+"Z"; （MAD=回線番号）

エスケープシーケンスコマンドではパラメータ／デリミタは使用しません。

［ＥＳＣ］＋’Ｚ’ Go to Local
機
能
入力形式
出力形式
解
説

ローカル状態に戻り、パネルのキー操作が有効にします。
［ＥＳＣ］＋’Ｚ’<1Bh> <5Ah>なし
デリミッタ(ＣＲ、ＬＦ等)をつけると、ローカルに戻った後、デリミッタ検出で再びリモートになりますのでご注意ください。

［ＥＳＣ］＋’Ｒ’ 通信バッファのクリア
機 能
入力形式
出力形式
解
説

インタフェース送受信用バッファをクリアします。
［ＥＳＣ］＋’Ｒ’
なし
通信中、コマンドの送受信が正常に行われなくなったとき、また送受信バッファに不要なデータが溜まった場合にインタフェースを初期化することで通信を正常に戻すことができます。

［ＥＳＣ］＋’Ｃ’ ステータス出力
機 能
入力形式
出力形式

解

ステータス（本体の現在の状態）を出力します。
［ＥＳＣ］＋’Ｃ’
Ａ１（デリミタ）
Ａ１
ステータス（本体の現在の状態）
０
本体停止中
１
記録または測定中
２
再生データのコピー実行中 （ファイルのセーブ、ロード含む）
３
紙送り動作中４＜予 約＞
５
テストプリント実行中
６
その他動作中（アンプのオートバランス等）

説

通信コマンド(1WMPD4003506)

2-5

２．通信コントロールの概要［ＥＳＣ］＋’Ｅ’ エラー情報の出力
機
能
入力形式
出力形式

本体のエラー情報を出力します。
［ＥＳＣ］＋’Ｅ’
Ａ１，Ａ２（デリミタ）
Ａ１：本体のハードエラー
Ａ１
本体ハードエラー情報
０
正常
２
記録紙無し
４
サーマルヘッド温度の異常上昇
8ファイリング用デバイスエラー
同時に複数項のエラーが発生した場合は、各エラー№の論理和を出力します。
アンサA1のエラー情報は、エラー状態が解除されるまでクリアされません。
Ａ２：コマンド処理エラー
Ａ２
コマンド処理エラーの情報０
正常１
コマンド文法エラー（コマンド受信時の文法エラー）
２
パラメータエラー（パラメータが仕様範囲を越えている）
３
モードエラー（現在のモードでは操作不可）
４
実行エラー（本体の状態により制限を受けた）

解アンサA1のエラー情報は、エラー状態が解除されるまでクリアされません
アンサA2でエラーが出た場合、｢ＩＥＳ エラーステータスの読み出し｣によりエラーを発生したコマンドを読み出せます。アンサA2はＩＥＳコマンドで内容を確認するとクリアされます。

説［ＥＳＣ］＋’Ｓ’ ステータス出力
機 能
入力形式
出力形式

ステータス（本体の現在の状態）を出力します。
［ＥＳＣ］＋’Ｓ’
Ａ１（デリミタ）
Ａ１
ステータス（本体の現在の状態）
０
本体停止中
１
記録または測定中
２
再生データのコピー実行中 （ファイルのセーブ、ロード含む）
３
紙送り動作中４
トリガ待ち(メモリブロック、ハードディスク収録)
５
テストプリント実行中
６
その他動作中（アンプのオートバランス等）

解[ESC]+Ｃと同様ですが、トリガ待ち状態の出力（４）に対応しています。

説2-6

通信コマンド(1WMPD4003506)

3. 設定コマンド－Ｓ＊＊３．設定コマンド－Ｓ＊＊

3.1. 測定モード
ＳＭＭ (Set Measure Mode) 測定モードの設定
機
能
入力形式

測定モードの設定を行います。
ＳＭＭ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：測定モード
P1
１
２
３
４
５

出力形式
解
説

測定モード
ペンレコーダ
メモリレコーダ
ＨＤレコーダ
マルチレコーダ
Ｘ－Ｙレコーダなし
収録の基本となる設定です。各収録タイプの詳細は本体取扱説明書を参照してください。本体動作中は実行エラーになります｡
DL2800Aの場合、P1に１（ペンレコーダ）、５（X-Yレコーダ）を指定するとモードエラーになります。

3.2. 収録全般
ＳＳＳ (Set filing Save Setting) ファイリング保存先の設定
機
能
入力形式

出力形式
解
説

ファイリング保存先の設定を行います。
ＳＳＳ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５（デリミタ）
Ｐ１：ドライブの指定（［Ａ－Ｉ］ＯＳドライブ除外、外部ドライブ可）
Ｐ２：ユーザフォルダの使用（０＝ＯＦＦ、１＝ＯＮ）
Ｐ３：Day フォルダの使用（０＝ＯＦＦ、１＝ＯＮ）
Ｐ４：ユーザフォルダ名（フォルダ名に可能な文字列） （省略可能）
Ｐ５：ファイル名（頭４文字）（最大４文字 半角英数）（省略可能）
なし
本体動作中は実行エラーとなります。
Ｐ４のユーザフォルダ名の制限はＰＣの制限のみとなります。
レコーダモードにより設定先が異なる。本説明は「メモリレコーダ」時のもので、メモリファ
イリング保存先の専用設定値を参照してください。
「ＨＤレコーダ」時は「ＳＳＳ ＨＤレコーダ保存先の設定」を参照してください。
「マルチレコーダ」時は「ＳＳＳ マルチレコーダ保存先の設定」を参照してください。
P1～P5は任意に省略可能、省略時現在の設定を維持します。
全てのパラメータを省略した場合はパラメータエラーとなります。

3-2

通信コマンド(1WMPD4003506)

３．設定コマンド－Ｓ＊＊

3.3. 波形チャート記録
ＳＣＳ (Set Chart Speed) 波形チャート記録の紙送り速度設定
機
能
入力形式

波形チャート記録の紙送り速度の設定を行います。
ＳＣＳ Ｐ１，Ｐ２（デリミタ）
Ｐ１：速度値の設定
P1
１-100
Ｅ

速度値
速度数値
分解能１、記録単位はP2による
外部同期記録 外部同期パルス比はP2による

Ｐ２：速度単位、又は外部同期パルス比（省略可能）
Ｐ１の指定によりＰ２の内容が変化します。
P２
１
２
省略時

Ｐ１＝１～１００のとき
速度単位[mm/s][mm/min][mm/s]

Ｐ１＝Ｅの時外部同期パルス比
0.1mm/パルス
0.025mm/パルス
0.1mm/パルス

Ｐ２：外部同期パルス比（Ｐ１＝Ｅの時）（省略可能）
P２
速度値の設定10.1mm/パルス
20.025mm/パルス （RA2800Aでは設定不可です）
省略時 0.1mm/パルス
出力形式
解
説

なし
レコーダモードが「Ｘ－Ｙ」「データチャート」以外の時、上記動作となります。
「Ｘ－Ｙ」時は「ＳＣＳ Ｘ－Ｙデータサンプル速度設定」を参照してください。
「データチャート」時は「ＳＣＳ データチャート記録速度の設定」を参照してください。
速度値の設定はUser2に設定し対応します。
ＤＬ２８００Ａの場合、本コマンドの設定は無視されます。

通信コマンド(1WMPD4003506)

3-3

３．設定コマンド－Ｓ＊＊

3.4. メモリ収録
ＮＯＴＥ

メモリ収録関連の設定コマンドは本体が実行中に設定を行うと実行エラーになります。

ＳＳＣ (Set Sampling Clock) メモリサンプル速度の設定
機
能
入力形式

メモリサンプル速度の設定を行います。
ＳＳＣ Ｐ１，Ｐ２（デリミタ）
Ｐ１：速度値の設定
P１
１-999
Ｅ

Ｐ２：速度単位
P２
１
２
３

速度値
速度数値
1ステップで記録単位はP2によります。
外部同期記録（Ｐ１が数値のとき）
速度単位
[μ s]
[ms]
[s]

※Ｐ１＝ＥのときＰ２は無効です。
出力形式
解
説

なし
速度値Ｐ１の最速は、RA2300MKⅡは1μ s,RA2800A/DL2800Aは2μ sです。
本体動作中は実行エラーとなります。
速度値の設定はUser2に設定されます。

ＳＢＳ (Set Block Size) ブロックサイズの設定
機
能
入力形式

出力形式
解
説

ブロックサイズの設定を行います。
ＳＢＳ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：ブロックサイズ
P１
ブロックサイズ
設定可能条件１
３２Ｍdata ※収録チャネルが１のみ
２
１６Ｍdata ※収録チャネルが２チャネル以下
３
８Ｍdata ※収録チャネルが４チャネル以下
４
４Ｍdata ※収録チャネルが８チャネル以下
５
２Ｍdata ※収録チャネルが１６チャネル以下
６
１Ｍdata ※収録チャネルが３２チャネル以下
７
５１２Ｋdata
制限無し
８
２５６Ｋdata
制限無し
９
１２８Ｋdata
制限無し
１０
６４Ｋdata
制限無し
１１
３２Ｋdata
制限無し
１２
１６Ｋdata
制限無し
１３
８Ｋdata制限無し
１４
４Ｋdata制限無し
１５
２Ｋdata
制限無し※ 設定可能条件には該当するブロックサイズにするため、「ＳＲＣ 収録チャネル」の収録チャネル数による制限を受けます。
なし
本体動作中は実行エラーとなります。
メモリブロックサイズを変更すると、メモリデータは削除されます。
また指定されたサイズにより最大１２８までのメモリ分割が実行されます。

3-4

通信コマンド(1WMPD4003506)

３．設定コマンド－Ｓ＊＊

SＭＬ (Set Memory Length) メモリブロックサイズ（メモリブロック長）の設定
機
能
入力形式

メモリブロックサイズを任意の数値で設定します
ＳＭＬ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：メモリ収録データ数 （１０００～６１８６５９８４）※有効サイズ（上限値）は総メモリ容量を有効チャネル数で割った値となります。
※上記Ｐ１の上限値は収録するチャネル数が１の場合の値です。実際には収録チャネル数（「ＳＲＣ 収録チャネル」で設定）で割った値が上限となります。

出力形式
解
説

なし
本体動作中は実行エラーとなります。
メモリブロックサイズを変更すると、メモリデータは削除されます。
また指定されたサイズにより最大１２８までのメモリ分割が実行されます。

ＳＭＢ (Set Memory Block) ブロックＮｏの設定
機
能
入力形式
出力形式
解
説

ブロックＮｏの設定を行います。
ＳＭＢ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：ブロックＮｏ（［１－１２８］）なし
範囲は分割数により変化します。（例：８分割、[1-8]）

ＳＴＤ (Set Trigger Delay) プリトリガの設定
機
能
入力形式
出力形式
解
説

プリトリガの設定を行います。
ＳＴＤ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：プリトリガ（［０－１００］％）なし
本体動作中は実行エラーとなります。
メモリブロック収録時に有効となります。

ＳＴＥ (Set Trigger Execution) トリガ動作の設定
機
能
入力形式
出力形式
解
説

トリガ動作の設定を行います。
ＳＴＥ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：トリガ動作（１＝１回、 ２＝繰り返し、 ３＝エンドレス）
なし
本体動作中は実行エラーとなります。
メモリ収録のみに反映されます。

ＳＭＣ (Set Memory Copy) オートコピー量の設定
機
能
入力形式
出力形式
解
説

コピー範囲の設定を行います。
ＳＭＣ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：コピー範囲（「１－１００」％）なし
本体動作中は実行エラーとなります。

その他の設定については、次の表のコマンドを参照してください。
設定内容参照するコマンドファイル保存先パス
ＳＳＳ (Set filing Save Setting) ファイリング保存先の設定
ＣＳＶ保存関連設定
ＳＭＦ (Set Memory Filing) ファイリング設定

通信コマンド(1WMPD4003506)

3-5

３．設定コマンド－Ｓ＊＊

3.5. ＨＤ収録
ＳＲＦ (Set Realtime Filing) ＨＤレコーダ基本の設定
機
能
入力形式

出力形式
解
説

収録速度、収録長、データ形式、収録方式の設定を行います。
ＳＲＦ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５（デリミタ）
Ｐ１：収録速度の数値 （［１－１０００，Ｅ］ Ｅ＝外部同期
Ｐ２：収録速度の単位 （1=[μ s], 2=[ms], 3=[s]） P1=Eの時無効
Ｐ３：データ形式（１＝ピーク、 ２＝サンプル）
Ｐ４：収録方式（１＝通常、 ２＝リング）Ｐ５：収録データ数（０で「空き容量まで」の収録を指定）
なし
速度値Ｐ１の最速は、RA2300MKⅡは1μ ｓ,RA2800A/DL2800Aは2μ ｓです。
本体動作中は実行エラーとなります。

ＳＦＴ (Set Filing Time) 収録時間の設定
機
能
入力形式

収録時間の設定を行います。
ＳＦＴ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４（デリミタ）
Ｐ１：日数 （０以上の数値） （省略時 ０）
Ｐ２：時数 （０以上の数値） （省略時 ０）
Ｐ３：分数 （０以上の数値） （省略時 ０）
Ｐ４：秒数 （０以上の数値） （省略時 ０）

出力形式
解
説

なし
本体動作中は実行エラーとなります。
Ｐ１～Ｐ４は任意に省略可能、省略時は設定を０となりますが、全てを省略した場合は、パラメータエラーとなります。

ＳＲＴ (Set Real-Time Trigger) リアルタイム収録動作の設定
機
能
入力形式

出力形式
解 説

リアルタイム収録動作の設定を行います。
ＳＲＴ Ｐ１，Ｐ２（デリミタ）
Ｐ１：トリガ検出による記録の開始動作
Ｐ１ トリガ検出による記録の開始動作
０「スタート」を押したら直ぐに収録開始
１
トリガ検出で収録開始
２
トリガ検出で収録開始＋繰り返し動作
Ｐ２：トリガでマーク印字 （０＝ＯＦＦ、１＝ＯＮ）
なし
本体動作中は実行エラーとなります。
Ｐ１＝２の繰り返し動作は、収録長が有限時のみ有効です。

その他の設定については、次の表のコマンドを参照してください。
設定内容参照するコマンド波形チャート記録の紙送り速度
ＳＣＳ (Set Chart Speed) 波形チャート記録の紙送り速度設定
ファイル収録先パス
ＳＳＳ (Set filing Save Setting) ファイリング保存先の設定

3-6

通信コマンド(1WMPD4003506)

３．設定コマンド－Ｓ＊＊

3.6. X-Y記録
ＳＣＳ Ｘ－Ｙデータサンプル速度設定
機
能
入力形式

出力形式
解
説

X-YレコーダモードHD収録速度の設定
ＳＣＳ Ｐ１，Ｐ２（デリミタ）
Ｐ１：速度値の設定（［１－１０００］[ms]）Ｐ２：速度単位（[ms]固定のため無視）（省略可能）なし
レコーダモードが「Ｘ－Ｙ」の時、上記動作となります。
その他のレコーダモードの時は「ＳＣＳ 波形チャート記録の紙送り速度設定)を参照ください。
ＤＬ２８００Ａの場合本コマンドの設定は無視されます。

ＳＸＡ (Set X-Axis) Ｘ軸チャネルの設定
機
能
入力形式
出力形式
解
説

Ｘ軸チャネルの設定を行います。
ＳＸＡ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：チャネル番号（RA2300MKⅡは[1-16,]、RA2800Aは[1-32]）
なし
指定したチャネルが無効でも登録可能となります。
この場合はＸ－Ｙ波形を描画しません。
ＤＬ２８００Ａの場合本コマンドの設定は無視されます。

ＳＹＣ (Set Y-Ch) Ｙ軸チャネルの設定
機
能
入力形式

出力形式
解
説

Ｙ軸チャネルの設定を行います。
ＳＹＣ Ｐ１，Ｐ２（デリミタ）
Ｐ１：Ｙ軸Ｎｏ．
（［１－３］）
Ｐ２：チャネル番号（RA2300MKⅡは[1-16,]、RA2800Aは[1-32]）
なし
指定したチャネルが無効でも登録可能となります。
この場合はＸ－Ｙ波形を描画しません。
ＤＬ２８００Ａの場合本コマンドの設定は無視されます。

通信コマンド(1WMPD4003506)

3-7

３．設定コマンド－Ｓ＊＊

3.7. トリガ
ＳＴＭ (Set Trigger Mode) トリガモードの設定
機
能
入力形式

出力形式
解
説

トリガモードの設定を行います。
ＳＴＭ Ｐ１，Ｐ２（デリミタ）
Ｐ１：トリガモード 0=OFF, 1=OR, 2=AND, 4=WINDOW
P１
トリガモード０OFF（メモリブロック ＝ 1個）
１
OR
２
AND
３
＜予約＞ パラメータエラーとなります
４
WINDOW
Ｐ２：＜予約＞なし
本体動作中は実行エラーとなります。
Ｐ１＝３を指定した場合パラメータエラーとなります。

ＳＴＣ (Set Trigger mode OR,AND Channel) ＯＲ・ＡＮＤトリガ条件の設定
機
能
入力形式

出力形式
解
説

ＯＲ・ＡＮＤトリガ条件の設定を行います。
ＳＴＣ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４（デリミタ）
Ｐ１：チャネル番号
ＲＡ２３００ＭＫⅡは［１－１６］、ＲＡ２８００Ａ／ＤＬ２８００Ａは[１－３２]
Ｐ２：検出のON/OFF
０＝OFF、１＝ON
Ｐ３：アンプタイプで変化（省略可能）
Ｐ４：アンプタイプで変化（省略可能）― アナログ系アンプの場合 ―Ｐ３：トリガレベル
測定値で指定（ダイナミックレンジの範囲内で指定
Ｐ４：スロープ
１＝立ち上がり、 ２＝立ち下がり― イベントアンプの場合 ―Ｐ３：検出論理
１＝ＡＮＤ、
２＝ＯＲ
Ｐ４：検出バターン
０＝Ｘ、１＝Ｈ、２＝Ｌ
例： HHLL XXHLの場合 “11220012”― Ｐ１＝Ｅ１の場合 ―本体イベント（E1）の設定
Ｐ３：検出論理
１＝ＡＮＤ、
２＝ＯＲ
Ｐ４：検出バターン
０＝Ｘ、１＝Ｈ、２＝Ｌ
例： HHLL XXHL HLXH LXHLの場合“1122001212012012 ”となります。
なし
Ｐ１＝Ｅ１は、本体イベント（E1）の設定となります。
入力形式はイベントアンプと同様ですが、Ｐ４の検出パターンの文字数が信号数分になります。（８→１６）
指定したチャネルが無効なアンプの場合パラメータエラーとなります。

3-8

通信コマンド(1WMPD4003506)

３．設定コマンド－Ｓ＊＊

ＳＴＷ (Set Trigger Window) ＷＩＮＤＯＷトリガ条件の設定
機能
入力形式

出力形式
解説

ＷＩＮＤＯＷトリガ条件の設定
ＳＴＷ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５，Ｐ６（デリミタ） ：アナログの場合
ＳＴＷ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４（デリミタ）：イベントの場合
Ｐ１：チャネル番号［１－１６］,E1
Ｐ２：検出のON/OFF
０＝OFF、
１＝ON―― アナログ系アンプの場合 ――
Ｐ３：＜予約＞Ｐ４：トリガレベル上限 測定値で指定（ダイナミックレンジの範囲内で指定
Ｐ５：トリガレベル下限 測定値で指定（ダイナミックレンジの範囲内で指定
Ｐ６：トリガ発生方向
１＝ＩＮ、
２＝ＯＵＴ
―― イベントアンプの場合 ――
Ｐ３：検出論理
１＝ＡＮＤ、
２＝ＯＲ
Ｐ４：検出バターン
０＝Ｘ、
１＝Ｈ、
２＝Ｌ
左からSig1,Sig2,…Sig8 と文字を並べます。
例： HHLL XXHLの場合 “11220012”となります。
※本体イベントの場合（P1=E1）
信号数が１６あるため、検出パターンの文字数が８文字から１６文字になります。
なし
本体動作中は実行エラーとなります。
指定したチャネルが空の場合パラメータエラーとなります。

ＳＴＦ (Set Trigger Filter) トリガフィルタの設定
機
能
入力形式
出力形式
解
説

トリガフィルタの設定を行います。
ＳＴＦ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：トリガフィルタ ［０－６５５３４］ ０＝ＯＦＦ
なし
本体動作中は実行エラーとなります。

通信コマンド(1WMPD4003506)

3-9

３．設定コマンド－Ｓ＊＊

3.8. アンプユニット
入力ユニット名称は以下のように記号で説明しています。
アンプユニット名称
記号
アンプユニット名称
2CH 高分解能DCアンプユニット
ＨＲＤＣ TC･DCアンプユニット
2CH FFTアンプユニット
FFT
F/Vコンバータユニット
2CH 高速DCアンプユニット
HSDC
2CH 振動・RMSアンプユニット
2CH ACストレンアンプユニット
ACST
2CH DCストレンアンプユニット
イベントアンプユニット
EV
2CH ゼロサプレッｼｮンアンプユニット
2CH TC･DCアンプユニット
TCDC

記号

TDC
FV
RMS
DCST
HRZS

ＳＣＨ (Set CHannel) ＨＲＤＣアンプの設定
機
能
入力形式

出力形式
解
説

ＨＲＤＣアンプの設定を行います。
ＳＣＨ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５，Ｐ６，Ｐ７（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
RA2300MKⅡは[1-16,A]、RA2800A/DL2800Aは[1-32,A]
Ａは一括設定を意味します。
Ｐ２：アンプタイプ
１固定
Ｐ３：入力
0=OFF,1=ON,2=GND
Ｐ４：レンジ設定
1=500V, 2=200V, 3=100V, 4=50V, 5=20V, 6=10V
7=5V, 8=2V, 9=1V, 10=500mV, 11=200mV, 12=100mV
Ｐ５：フィルタ
0=OFF, 1=30Hz, 2=300Hz, 3=3kHz
Ｐ６：ポジション[-100.00 ～ 200.00 ] Step 0.05
Ｐ７：入力結合
１＝AC、２＝DC
なし
Ｐ１＝Ａの時、Ｐ２で指定するタイプと一致する全チャネルに対しての設定となります。
指定したチャネルのアンプタイプがＰ２と一致しない場合、パラメータエラーとなります。

ＳＣＨ (Set CHannel) ＦＦＴアンプの設定
機能
入力形式

ＦＦＴアンプの設定を行います。
ＳＣＨ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５，Ｐ６，Ｐ７，…. ，Ｐ１３（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定

出力形式
解
説

RA2300MKⅡは[1-16,A]、RA2800A/DL2800Aは[1-32,A]
Ａは一括設定を意味します。
Ｐ２：アンプタイプ
２固定
Ｐ３：入力
0=OFF,1=ON,2=GND
Ｐ４：レンジ設定
1=500V, 2=200V, 3=100V, 4=50V, 5=20V, 6=10V
7=5V, 8=2V, 9=1V, 10=500mV, 11=200mV, 12=100mV
Ｐ５：フィルタ
0=OFF, 1=30Hz, 2=300Hz, 3=3kHz, 4=ｱﾝﾁｴﾘｱｼﾞﾝｸﾞ
Ｐ６：ポジション[-100.00 ～ 200.00 ] Step 0.05
Ｐ７：入力結合
１＝AC、２＝DC
Ｐ８：測定モード０＝電圧、１＝振動
Ｐ９：センサ設定
１＝一体型、２＝独立型
Ｐ10：振動単位
１＝[m/s^2]、２＝[G]Ｐ11：一体型センサ感度[0.001～120.000]mV/m/s^2 or [0.010～1200.00]mV/G
Ｐ12：ﾁｬｰｼﾞｺﾝﾊﾞｰﾀ感度[0.01 ～ 10.0]mV/pC
Ｐ13：加速度センサ感度[0.001～120.000]pC/m/s^2 or [0.010～1200.00]pC/G
P11とP13の感度の範囲は振動単位により変化するなし
Ｐ１＝Ａの時、Ｐ２で指定するタイプと一致する全チャネルに対しての設定となります。
指定したチャネルのアンプタイプがＰ２と一致しない場合、パラメータエラーとなります。
振動測定モード（P8=1）の場合P4の設定範囲は5V-100mV(7-12) となります。

3-10

通信コマンド(1WMPD4003506)

３．設定コマンド－Ｓ＊＊

ＳＣＨ (Set CHannel) ＨＳＤＣアンプの設定
機
能
入力形式

出力形式
解
説

ＨＳＤＣアンプの設定を行います。
ＳＣＨ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５，Ｐ６，Ｐ７（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
RA2300MKⅡは[1-16,A]、RA2800A/DL2800Aは[1-32,A]
Ａは一括設定を意味します。
Ｐ２：アンプタイプ
３固定
Ｐ３：入力
0=OFF,1=ON,2=GND）
Ｐ４：レンジ設定
1=500V, 2=200V, 3=100V, 4=50V, 5=20V, 6=10V
7=5V, 8=2V, 9=1V, 10=500mV, 11=200mV, 12=100mV
Ｐ５：フィルタ
0=OFF, 1=5Hz, 2=50Hz, 3=500Hz, 4=5kHz, 5=50kHz
Ｐ６：ポジション[-100.00 ～ 200.00 ] Step 0.05
Ｐ７：入力結合
１＝AC、２＝DC
なし
Ｐ１＝Ａの時、Ｐ２で指定するタイプと一致する全チャネルに対しての設定となります。
指定したチャネルのアンプタイプがＰ２と一致しない場合、パラメータエラーとなります。

ＳＣＨ (Set CHannel) ＡＣＳＴアンプの設定
機
能
入力形式

出力形式
解
説

ＡＣＳＴアンプの設定を行います。
ＳＣＨ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５，Ｐ６，Ｐ７，Ｐ８，Ｐ9（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
RA2300MKⅡは[1-16,A]、RA2800A/DL2800Aは[1-32,A]
Ａは一括設定を意味します。
Ｐ２：アンプタイプ
４固定
Ｐ３：入力
0=OFF,1=ON,2=GND
Ｐ４：レンジ設定
2=20kμ ε , 3=10kμ ε , 4=5kμ ε , 5=2kμ ε , 6=1kμ ε
Ｐ５：フィルタ
0=OFF, 1=10Hz, 2=30Hz, 3=100Hz, 4=300Hz
Ｐ６：ポジション[-100.00 ～ 200.00 ] Step 0.05
Ｐ７：ゲージ率[1.50 ～ 2.50] Step 0.01 範囲外は2.00を設定
Ｐ８：ＣＡＬ極性
0=OFF, 1=[+], 2=[-]
Ｐ９：ＣＡＬレベル
2=5000μ ε ,3=3000μ ε ,4=2000μ ε ,5=1000μ ε ,6=500μ ε
なし
Ｐ１＝Ａの時、Ｐ２で指定するタイプと一致する全チャネルに対しての設定となります。
指定したチャネルのアンプタイプがＰ２と一致しない場合、パラメータエラーとなります。

ＳＡＲ (Set Ac strain amp R-fine) ＡＣＳＴ、ＤＡＳＴアンプのＲバランス調整
機
能
入力形式

ＡＣＳＴ、ＤＣＳＴアンプのＲバランス調整を行います。
ＳＡＲ Ｐ１，Ｐ２（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
RA2300MKⅡは［１－１６］、RA2800A/DL2800Aは[１－３２]
Ｐ２：調整量［－１００～１００］ ０は禁止
出力形式
なし
解
説
ＥＡＳコマンド（オートバランス）で取りきれない分を調整します。
ＡＣＳＴアンプのオートバランスはＥＡＳコマンド、ＤＣＳＴアンプのオートバランスはＥＡＢコ
マンドで実行します。
チャート記録以外の動作中は実行エラーとなります。
※ ACSTアンプのオートバランスは「EAS」コマンドで、ＤＣＳＴアンプのオートバランスは「ＥＡＢ」コマンドで実行できます。

通信コマンド(1WMPD4003506)

3-11

３．設定コマンド－Ｓ＊＊

ＳＣＨ (Set CHannel) ＥＶアンプの設定
機
能
入力形式

出力形式
解
説

ＥＶアンプの設定を行います。
ＳＣＨ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５，Ｐ６，Ｐ７，Ｐ８，Ｐ９（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
RA2300MKⅡは[1,3,5,7,9,11,13,15,A]、
RA2800Aは[1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,A]
DL2800Aは[1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,A]
奇数チャネルのみ指定可能、Ａは一括設定を意味します。
Ｐ２：アンプタイプ
５固定
Ｐ３：入力
0=OFF,1=ON
Ｐ４：信号タイプ
1=V, 2=C
全８信号の並び、左から信号1,2,3..8
Ｐ５：信号ＯＮ／ＯＦＦ
0=OFF, 1=ON 全８信号の並び、左から信号1,2,3..8
Ｐ６：信号番号［7,8］
Ｐ７：波形位置
0.0 ～ 215.0 [mm]Ｐ８：振幅
2.0 ～ 25.0 [mm]Ｐ９：基線幅
0.5 ～ 2.0 [mm] (RA2300MKⅡ/RA2800Aのみ有効)
なし
Ｐ１＝Ａの時、Ｐ２で指定するタイプと一致する全チャネルに対しての設定となります。
指定したチャネルのアンプタイプがＰ２と一致しない場合、パラメータエラーとなります。
振幅(P8)、基線幅(P9)設定は信号番号(P6)の指定に関係なく全信号に対し設定します。
波形位置(P7)の設定は信号番号(P6)の指定により次の動作となります。
P6
内容
８
イベント波形位置の設定に使用
７
P6=８で設定した値との差を信号間ピッチの設定に使用
その他 無視※パラメータ省略不可のため設定変更しない項目はICHコマンドで読み出した値を設定してください。

ＳＣＨ (Set CHannel) ＴＣＤＣアンプの設定
機
能
入力形式

ＴＣＤＣアンプの設定を行います。
ＳＣＨ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５，Ｐ６，Ｐ７，Ｐ８（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
RA2300MKⅡは[1-16,A]、RA2800A/DL2800Aは[1-32,A]
Ａは一括設定を意味します。
Ｐ２：アンプタイプ
６固定
Ｐ３：入力
0=OFF,1=ON,2=GND
Ｐ４：レンジ設定
Ｐ７測定モードにより内容が変化
P7=1 熱電対による温度測定モード
1=R1800℃, 2=T400℃, 3=J1200℃, 4=K1400℃,
5=K500℃, 6=W2400℃,
7=R3200ﾟF, 8=T800ﾟF, 9=J2000ﾟF, 10=K2500ﾟF,
11=K1000ﾟF, 12=W4200ﾟF
P7=2 電圧測定モード
1=50V, 2=20V, 3=10V, 4=5V, 5=2V, 6=1V, 7=500mV,
8=200mV, 9=100mV
Ｐ５：フィルタ
0=OFF, 1=1Hz, 2=30Hz, 3=500Hz, 4=5kHz
Ｐ６：ポジション[-100.00 ～ 200.00 ] Step 0.05
Ｐ７：測定モード１＝熱電対、２＝電圧測定
Ｐ８：基準接点温度保証 １＝ＥＸＴ、２＝ＩＮＴ

出力形式
解
説

なし
Ｐ１＝Ａの時、Ｐ２で指定するタイプと一致する全チャネルに対しての設定となります。
指定したチャネルのアンプタイプがＰ２と一致しない場合、パラメータエラーとなります。

3-12

通信コマンド(1WMPD4003506)

３．設定コマンド－Ｓ＊＊

ＳＣＨ (Set CHannel) ＴＤＣアンプの設定
機
能
入力形式

出力形式
解
説

ＴＤＣアンプの設定を行います。
ＳＣＨ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５，Ｐ６，Ｐ７，Ｐ８（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
RA2300MKⅡは[1,3,5,7,9,11,13,15,A]、
RA2800Aは[1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,A]
DL2800Aは[1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,A]
奇数チャネルのみ指定可能、Ａは一括設定を意味します。
Ｐ２：アンプタイプ
７固定
Ｐ３：入力
0=OFF,1=ON,2=GND
Ｐ４：レンジ設定
Ｐ７測定モードにより内容が変化
P7=1 熱電対による温度測定モード
1=R1600℃, 2=R800℃, 3=T400℃, 4=T200℃,
5=J1000℃, 6=J200℃, 7=K1200℃, 8=K200℃,
9=R3000ﾟF,10=R1500ﾟF,11=T800ﾟF, 12=T400ﾟF,
13=J2000ﾟF,14=J400ﾟF, 15=K2500ﾟF,16=K400ﾟF
P7=2 電圧測定モード
1=50V,
2=20V,
3=10V,
4=5V,
5=2V,
6=1V,
7=500mV, 8=200mV,
9=100mV, 10=50mV, 11=20mV, 12=10mV
Ｐ５：フィルタ
0=OFF, 1=1Hz, 2=30Hz, 3=500Hz, 4=5kHz
Ｐ６：ポジション[-100.00 ～ 200.00 ] Step 0.05
Ｐ７：測定モード１＝熱電対、２＝電圧測定
Ｐ８：基準接点温度保証 １＝ＥＸＴ、２＝ＩＮＴ
なし
Ｐ１＝Ａの時、Ｐ２で指定するタイプと一致する全チャネルに対しての設定となります。
指定したチャネルのアンプタイプがＰ２と一致しない場合、パラメータエラーとなります。

ＳＣＨ (Set CHannel) ＦＶアンプの設定
機
能
入力形式

出力形式
解
説

ＦＶアンプの設定を行います。
ＳＣＨ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５，Ｐ６，Ｐ７，Ｐ８（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
RA2300MKⅡは[1,3,5,7,9,11,13,15,A]、
RA2800Aは[1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,A]
DL2800Aは[1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,A]
奇数チャネルのみ指定可能、Ａは一括設定を意味します。
Ｐ２：アンプタイプ
８固定
Ｐ３：入力
0=OFF,1=ON
Ｐ４：レンジ設定
1=10kHZ,2=5kHz,3=2kHz,4=1kHz,5=500Hz,6=200Hz,7=100Hz
Ｐ５：ポジション[-100.00 ～ 200.00 ] Step 0.05
Ｐ６：入力結合
１＝AC、２＝DC
Ｐ７：フィルタ
１＝リップル優先、２＝応答優先
Ｐ８：検出レベル
１＝０Ｖ、２＝２．５Ｖ
なし
Ｐ１＝Ａの時、Ｐ２で指定するタイプと一致する全チャネルに対しての設定となります。
指定したチャネルのアンプタイプがＰ２と一致しない場合、パラメータエラーとなります。

通信コマンド(1WMPD4003506)

3-13

３．設定コマンド－Ｓ＊＊

ＳＣＨ (Set CHannel) ＲＭＳアンプの設定
機
能
入力形式

出力形式
解
説

ＲＭＳアンプの設定を行います。
ＳＣＨ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５，Ｐ６，Ｐ７，….，Ｐ１５（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
RA2300MKⅡは[1-16,A]、RA2800A/DL2800Aは[1-32,A]
Ａは一括設定を意味します。
Ｐ２：アンプタイプ
９固定
Ｐ３：入力
0=OFF,1=ON,2=GND
Ｐ４：レンジ設定
Ｐ１０測定モードにより内容が変化
Ｐ８＝１ ＲＭＳ入力モード
1=350Vrms, 2=200Vrms, 3=100Vrms, 4=50Vrms,
5=20Vrms, 6=10Vrms,
7=5Vrms,
8=2Vrms,
9=1Vrms, 10=500mVrms, 11=200mVrms, 12=100mVrms
Ｐ８＝２ ＤＣ入力モード
1=500V,
2=200V,
3=100V,
4=50V,
5=20V,
6=10V,
7=5V,
8=2V,
9=1V,
10=500mV,
11=200mV,
12=100mV
Ｐ５：ローパスフィルタ
0=OFF, 1=30Hz, 2=100Hz, 3=300Hz, 4=1kHz
Ｐ６：ハイパスフィルタ
0=OFF, 1=10Hz, 2=30Hz, 3=100Hz
Ｐ７：ポジション[-100.00 ～ 200.00 ] Step 0.05
Ｐ８：入力モード
１＝ＲＭＳ、２＝ＤＣ
Ｐ９：入力結合
１＝ＡＣ、２＝ＤＣ
Ｐ10：測定モード
０＝電圧、１＝振動
Ｐ11：センサ設定
１＝一体型、２＝独立型
Ｐ12：振動単位
１＝[m/s^2]、 ２＝[G]Ｐ 13 ： 一 体 型 セン サ 感 [0.001～120.000]mV/m/s^2 or [0.010～1200.00]mV/G
度[0.01 ～ 10.0]mV/pC
Ｐ14：ﾁｬｰｼﾞｺﾝﾊﾞｰﾀ感度 [0.001～120.000]pC/m/s^2 or [0.010～1200.00]pC/G
Ｐ 15 ： 加 速 度 セン サ 感
度
P11とP13の感度の範囲は振動単位により変化
なし
Ｐ１＝Ａの時、Ｐ２で指定するタイプと一致する全チャネルに対しての設定となります。
指定したチャネルのアンプタイプがＰ２と一致しない場合、パラメータエラーとなります。
振動測定モード（P10=1）の場合P4の設定範囲は5V-100mV(7-12) となります。
（RMS入力モードの場合は 5Vrms～100mVrms(7-12) となります。）

3-14

通信コマンド(1WMPD4003506)

３．設定コマンド－Ｓ＊＊

ＳＣＨ (Set CHannel) ＤＣＳＴアンプの設定
機
能
入力形式

ＤＣＳＴアンプの設定を行います。
ＳＣＨ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５，Ｐ６，Ｐ７，Ｐ８（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
RA2300MKⅡは[1-16,A]、RA2800A/DL2800Aは[1-32,A]
Ａは一括設定を意味します。
Ｐ２：アンプタイプ
１０固定
Ｐ３：入力
0=OFF,1=ON,2=GND
Ｐ４：レンジ設定
Ｐ８入力モードにより内容が変化
Ｐ８＝１ ST BV=2V
1=50kμ ε , 2=20kμ ε , 3=10kμ ε , 4=5kμ ε , 5=2kμ εＰ８＝２ ST BV=5V
1=20kμ ε , 2= 8kμ ε , 3= 4kμ ε , 4=2kμ ε , 5=800μ ε
Ｐ８＝３ DC
1=50mV, 2=20mV, 3=10mV, 4=5mV, 5=2mV
Ｐ５：フィルタ
0=OFF, 1=10Hz, 2=30Hz, 3=300Hz, 4=1kHz
Ｐ６：ポジション[-100.00 ～ 200.00 ] Step 0.05
Ｐ７：ゲージ率[1.50 ～ 2.50] Step 0.01 範囲外は2.00を設定
Ｐ８：入力モード＆ＢＶ
１＝ST（BV=2V）、 ２＝ST（BV=5V）、 ３＝DC

出力形式
解
説

なし
Ｐ１＝Ａの時、Ｐ２で指定するタイプと一致する全チャネルに対しての設定となります。
指定したチャネルのアンプタイプがＰ２と一致しない場合、パラメータエラーとなります。
“BV”はブリッジ電圧を意味します。

ＳＣＨ (Set CHannel) ＨＲＺＳアンプの設定
機
能
入力形式

出力形式
解
説

ＨＲＺＳアンプの設定を行います。
ＳＣＨ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５，Ｐ６，Ｐ７，Ｐ８，Ｐ９（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
RA2300MKⅡは[1-16,A]、RA2800A/DL2800Aは[1-32,A]
Ａは一括設定を意味します。
Ｐ２：アンプタイプ
１１固定
Ｐ３：入力
0=OFF,1=ON,2=GND
Ｐ４：レンジ設定
1=500V, 2=200V, 3=100V, 4=50V, 5=20V, 6=10V
7=5V, 8=2V, 9=1V, 10=500mV, 11=200mV, 12=100mV
Ｐ５：フィルタ
0=OFF, 1=30Hz, 2=300Hz, 3=3kHz
Ｐ６：ポジション[-100.00 ～ 200.00 ] Step 0.05
Ｐ７：入力結合
１＝AC、２＝DC
Ｐ８：ＺＳＶ ON/OFF
０＝ＯＦＦ、１＝ＯＮ
Ｐ９：ＺＳＶレベル
Ｐ４レンジ設定により範囲が変化する
500V-5V：[-130.000 ～ 130.000]V
2V-100mV：[-13.0000 ～ 13.0000]VZSVはゼロサプレッション電圧を意味します。
なし
Ｐ１＝Ａの時、Ｐ２で指定するタイプと一致する全チャネルに対しての設定となります。
指定したチャネルのアンプタイプがＰ２と一致しない場合、パラメータエラーとなります。

通信コマンド(1WMPD4003506)

3-15

３．設定コマンド－Ｓ＊＊

ＳＣＨ (Set CHannel) 本体イベント（Ｅ１）の設定
機
能
入力形式

出力形式
解
説

本体イベント（Ｅ１）の設定を行います。
ＳＣＨ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５，Ｐ６，Ｐ７，Ｐ８，Ｐ９（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
Ｅ１固定
Ｐ２：アンプタイプ
－１固定
Ｐ３：入力
0=OFF,1=ON
Ｐ４：＜予約＞Ｐ５：信号ＯＮ／ＯＦＦ
0=OFF, 1=ON 全１６信号の並び、左から信号1,2,..16
Ｐ６：信号番号［15, 16］
Ｐ７：ＥＶ波形位置
0.0 ～ 215.0 [mm]Ｐ８：振幅
2.0 ～ 25.0 [mm]Ｐ９：基線幅
0.5 ～ 2.0 [mm]なし
P1、Ｐ２は固定です。
本体イベントユニットが装着されていない場合、モードエラーとなります。
振幅(P8)、基線幅(P9)設定は信号番号(P6)の指定に関係なく全信号に対し設定します。
波形位置(P7)の設定は信号番号(P6)の指定により次の動作となります。
P6
内容
16
イベント波形位置の設定に使用
15
P6=８との差により信号間ピッチの設定に使用
その他 無視※パラメータ省略不可のため設定変更しない項目はICHコマンドで読み出した値を設定してください。

ＳＵＳ (Set User Scale) アナログ系アンプユーザスケールの設定
機
能
入力形式

出力形式
解
説

アナログ系アンプユーザスケールの設定を行います。
ＳＵＳ Ｐ１、Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５，Ｐ６，Ｐ７，．．．，Ｐ10（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
RA2300MKⅡは［１－１６］、
RA2800A/DL2800Aは[１－３２]
Ｐ２：物理換算ON/OFF
０＝ＯＦＦ、 １＝ＯＮ
Ｐ３：物理換算入力最大値（省略可能）
Ｐ４：物理換算入力最小値（省略可能）
Ｐ５：物理換算出力最大値（省略可能）
Ｐ６：物理換算出力最小値（省略可能）
Ｐ７：記録フルスケール上限（省略可能）
Ｐ８：記録フルスケール下限（省略可能）
Ｐ９：物理換算単位（ＩＤ）（省略可能）
0=標準, 2=N, 3=Pa, 4=mm, 5=με,
6=m/s^2,7=℃, 8=Ω, 9=kg, 10=kgf, 11=kgf/cm^2, 12=g
Ｐ10：物理換算単位（文字列）半角の文字列 最大９文字（省略可能）なし
Ｐ１にアナログ系アンプ以外を指定するとパラメータエラーとなります。
Ｐ３～Ｐ１０は任意に省略可能、省略した場合は現在の設定を維持します。
Ｐ３＝Ｐ４，Ｐ５＝Ｐ６，Ｐ７＝Ｐ８となる設定はパラメータエラーとなります。

3-16

通信コマンド(1WMPD4003506)

３．設定コマンド－Ｓ＊＊

3.9.表示・記録関連
ＳＷD (Set Scale Wave Division ) 波形記録分割数の設定
機
能
入力形式
出力形式
解
説

波形記録フレーム分割数の設定を行います。
ＳＷＤ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：分割数［１－１６］
なし
本体動作中は実行エラーとなります。
各々のフレーム幅、表示チャネル設定は「SWF」コマンドで行います

ＳＷＦ (Set Scale Wave flame) 波形記録フレームの設定
機
能
入力形式

波形記録フレームの設定を行います。
ＳＷＦ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３（デリミタ）
Ｐ１：フレーム［１－１６］
Ｐ２：サイズ［１０－２００］mm、分解能5mm
Ｐ３：チャネルパターン RA2300MKⅡは［０－ＦＦＦＦ］のASCII HEX形式
RA2800A/DL2800Aは[０－ＦＦＦＦＦＦＦＦ]のＡＳＣＩＩ HEX形式
出力形式
なし
解
説
本体動作中は実行エラーとなります。
フレームは上から順にRA2300MKⅡは1,2,3,…,16、
RA2800A/DL2800Aは1,2,3,…,32 となります。
Ｐ１のフレーム指定範囲は波形記録分割数により変化します。（例：5分割の場合[1-5]）
サイズ指定はフレームサイズの総和が200mm を超えた場合、パラメータエラーとなります。
チャネルパターンのASCII HEX形式は、LSB=１チャネルMSB=16または32チャネルをビットで現します。
※ モニタを制御する、スケール表示、デジタル表示のON/OFF等はコマンド対応していません。

通信コマンド(1WMPD4003506)

3-17

３．設定コマンド－Ｓ＊＊

3.10. ファイル・記録紙への出力（ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾌｧｲﾘﾝｸﾞ含む）
ＳＭＦ (Set Memory Filing) ファイリング設定
機
能
入力形式

メモリバックアップファイリング、及び再生データのファイル出力設定を行います。
ＳＭＦ Ｐ１，Ｐ２（デリミタ）
Ｐ１：データ形式（１＝バイナリ、２＝ＣＳＶ）
Ｐ２：ＣＳＶ保存のデータ間隔
Ｐ２
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
データ間隔
1
2
5
10
20
50
100 200 500 1000

出力形式
解
説

なし
本体動作中は実行エラーとなります。

ＳＰＳ (Set Print Size) 波形表示時間軸倍率の設定
機能
入力形式

出力形式
解説

波形表示時間軸の倍率設定を行います。
ＳＰＳ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：波形表示の時間軸倍率
Ｐ１
倍率
Ｐ１
１
×5
６
２
×2
７
３
1/1
８
４
1/2
９
５
1/5
１０

倍率
1/10
1/20
1/50
1/100
1/200

Ｐ１
１１
１２
１３
１４
１５

倍率
1/500
1/10001/20001/50001/10000なし
通信コマンドでは[x100,x50,x20,x10]の設定はできません。これらの設定を行う
場合は再生画面トップバーにある「時間軸倍率」の操作にて設定してください。

3-18

通信コマンド(1WMPD4003506)

３．設定コマンド－Ｓ＊＊

3.11. システム－収録設定
ＳＲＣ (Set Record Ch) 収録チャネルの指定
機
能
入力形式

収録チャネルの設定を行います。
ＳＲＣ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：収録チャネル 有効チャネルをＡＳＣＩＩ ＨＥＸ形式で表します。
（１＝有効／０＝無効）例
ＣＨ１のみ有効の場合
ＣＨ８のみ有効の場合
全チャネル有効の場合
Ｅ１が有効の場合
Ｅ２も有効の場合

出力形式
解説

RA2300MKⅡ
００００１
０００８０
０ＦＦＦＦ
１ＦＦＦＦ
３ＦＦＦＦ

RA2800/DL2800
００００００００１
０００００００８０
０ＦＦＦＦＦＦＦＦ
１ＦＦＦＦＦＦＦＦ
３ＦＦＦＦＦＦＦＦ

なし
本体動作中は実行エラーとなります。
設定によりメモリブロックサイズが不正になった場合、正常値に自動修正します。
例： 収録チャネルを１チャネルのみ、ブロックサイズを32MWに設定した後、収録チャネルを全34チャネルにした場合、32MW × 34ch = 1088MW と本体に実装している総メ
モリ容量を超え不正な設定となります。この場合、メモリブロックサイズは総メモリ容量を有効チャネル数で割った値に変更されます。

ＳＤＮ (Set Data No.) データＮｏの設定
機
能
入力形式
出力形式
解
説

データＮｏの設定を行います。
ＳＤＮ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：データＮｏ．
［１－９９９９］なし
データＮｏ．は収録により自動的にインクリメントされます。９９９９の次は１となります。

ＳＧＰ (Set Grid Pattern) グリッドパターン設定
機
能
入力形式
出力形式
解
説

グリッドパターンの設定を行います。
ＳＧＰ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：グリッドパターン（0=OFF,1=10mmSTD,2=10mm,3=5mmSTD,4=5mm）なし
本体動作中は実行エラーとなります。
DL2800Aでは設定が無視されます。

ＳＡＳ (Set Auto Scaling) スケール印字の設定
機
能
入力形式
出力形式
解
説

波形記録スケールの印字の設定（ＯＮ／ＯＦＦ）を行います。
ＳＡＳ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：スケール印字（０=ＯＦＦ，１＝ＯＮ）
なし
本体動作中は実行エラーとなります。
本製品では「記録後」のスケール印字のみ対応となります。
DL2800Aでは設定が無視されます。

通信コマンド(1WMPD4003506)

3-19

３．設定コマンド－Ｓ＊＊

ＳＳＭ (Set Scale Mode) スケール印字モードの設定
機
能
入力形式
出力形式
解
説

波形記録スケールの印字のモード設定を行います。
ＳＳＭ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：スケール印字モード（０＝全ＣＨ一括, １＝各ＣＨ独立）なし
本体動作中は実行エラーとなります。
DL2800Aでは設定が無視されます。

ＳＡＮ (Set ANnotation ON/OFF) アノテーション印字の設定
機
能
入力形式

アノテーション印字の設定を行います。
ＳＡＮ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５，Ｐ６（デリミタ）
Ｐ１：システムアノテーション印字(0=OFF, 1=ON)
Ｐ２：システムチャネルアノテーション印字 (0=OFF, 1=ON)Ｐ３：＜予約＞Ｐ４：ユーザページアノテーション印字(0=OFF, 1=ON)
Ｐ５：＜予約＞Ｐ６：アノテーション印字間隔(0=初回のみ、30-1000[cm])
出力形式
なし
解
説
P3/P5についてはRA1000シリーズとの互換用のパラメータで、本製品では無効です。
DL2800Aでは設定が無視されます。
※ ユーザページアノテーションの文字列については「TIP」「TOP」「TCP」コマンドで対応します。

ＳＰＡ (Set Print Auxiliary) 計測情報と信号名称印字の設定
機
能
入力形式

計測情報と信号名称印字の設定（ＯＮ／ＯＦＦ）を行います。
ＳＰＡ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５，Ｐ６，Ｐ７，Ｐ８，Ｐ９（デリミタ）
Ｐ１ ：計測情報の印字 （０＝ＯＦＦ、１＝ＯＮ）
Ｐ２ ：＜予約＞無効
Ｐ３ ：信号名称の印字 （０＝ＯＦＦ、１＝ＯＮ）
Ｐ４～９：＜予約＞
無効
出力形式
なし
解
説
＜予約＞はRA1000シリーズとの互換用のパラメータで、本製品では無効です。
DL2800Aでは設定が無視されます。
※ 計測情報の文字列については「THD」「TOH」「TCD」コマンドで対応します。
※ 信号名称の文字列については「TSN」「TOS」「TCS」コマンドで対応します。

3.12. システム－メンテナンス
ＳＤＴ (Set DaTe) 時計の設定
機
能
入力形式

出力形式
解
説

本体内蔵時計の設定を行います。
ＳＤＴ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５，Ｐ６（デリミタ）
Ｐ１：年（西暦） （０－９９） 下２桁
Ｐ２：月（１－１２）
Ｐ３：日（１－３１）
Ｐ４：時（０－２３）
Ｐ５：分（０－５９）
Ｐ６：秒（０－５９）なし
時計の表示形式の設定には対応しません。
不正な日付（２月３１日など）を指定したときはパラメータエラーとなります。

3-20

通信コマンド(1WMPD4003506)

３．設定コマンド－Ｓ＊＊

3.13. その他の設定
ＳＴＲ (Set TRans CH.) リアルタイム転送チャネルの設定
機
能
入力形式

出力形式
解
説

リアルタイム転送チャネルの設定を行います。
ＳＴＲ Ｐ１，Ｐ２（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
ＲＡ２３００ＭＫⅡは［１－１６，Ｅ１，Ｅ２，Ａ］
ＲＡ２８００Ａ／ＤＬ２８００Ａは[１－３２，Ｅ１，Ｅ２，Ａ]
Ａは一括設定を意味します。
Ｐ２：ＯＮ／ＯＦＦ（０＝ＯＦＦ １＝ＯＮ）
なし
リアルタイム転送は、「ＥＴＳ リアルタイム転送の実行」で実行します。

ＳＩＭ (Set Input Monitor.) 入力モニタ表示速度の設定
機
能
入力形式

出力形式
解
説

入力モニタ表示速度の設定、及び入力モニタのモード切り替えを行います。
ＳＩＭ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３（デリミタ）
Ｐ１：速度の数値 （[0-1000] step 1 0=外部同期）（省略可能）
Ｐ２：速度の単位 （0=[us/div],1=[ms/div],2=[s/div]） （省略可能）
Ｐ３：切り替え（0=入力ﾓﾆﾀ, 1=ﾁｬｰﾄ, 2=ﾒﾓﾘ収録, 3=HD収録） （省略可能）なし
全てのパラメータを省略した場合はパラメータエラーとなります。
P3の切換指定は現在のレコーダモードにより制限を受けます。
以下に各レコーダモードによる切換可能なケースを表します。（不可時 モードエラー）
レコーダモード
入力モニタ
チャート
メモリ収録
ＨＤ収録
ペンレコーダ
可
可(注１)
不可
不可
メモリレコーダ
可不可
可不可
HDレコーダ可可(注１)不可可
マルチレコーダ
可可(注１)可可
Ｘ－Ｙレコーダ
可不可
不可
不可
データレコーダ
可
不可
不可
不可
注１）
DL2800Aの場合、レコーダモードに関係なくP3＝１の指定はモードエラーとなります。
※モニタ転送コマンドEIMで送信されるデータのサンプルレイトは、ここで指定した値の１／２となります。(例：１ｍｓを指定した場合のEIMのサンプルレイトは2ms)

ＳＡＴ (Set Auto Transmit) 通知機能の設定
機
能
入力形式

出力形式
解
説

通知機能の設定を行います。
ＳＡＴ Ｐ１，Ｐ２（デリミタ）
Ｐ１：収録エラー発生 0=通知しない, 1=通知する
Ｐ２：収録中の通知 0=通知しない, 1=収録終了で通知, 2=トリガ検出で通知なし
指定した要因が発生したとき、本体より “!” を出力します。
詳細な要因は「ＩＣＡ 通知要因の読み出し」により確認します。

通信コマンド(1WMPD4003506)

3-21

３．設定コマンド－Ｓ＊＊

ＳＩＦ 入力モニタ一時停止の設定
機能

出力形式
解
説

入力モニタ一時停止の設定を行います。
ＳＩＦ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：一時停止
（0=解除
1=停止）
なし
Ｐ１：一時停止設定の省略時は一時停止を解除するように動作します。
ペンレコーダ時は一時停止の指定を無視します。
再生モニタ画面を表示中、本コマンドを受信すると入力モニタ画面に移動します。

ＳＩＳ 入力モニタトリガ同期の設定
機能

出力形式
解
説

入力モニタ一時停止の設定を行います。
ＳＩＳ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：トリガ同期（0=OFF,
1=ON）
なし
Ｐ１：トリガ同期設定の省略時は現在の設定を保持します。
ペン・Ｘ－Ｙレコーダ時、トリガ同期＝ＯＮの設定は無視します。
再生モニタ画面を表示中、本コマンドを受信すると入力モニタ画面に移動します。

ＳＲＩ 収録・記録のＯＮ／ＯＦＦ設定
機能
入力形式

出力形式
解説

収録・記録のＯＮ／ＯＦＦ設定ＳＲＩ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５（デリミタ）
Ｐ１：チャート記録（０=ＯＦＦ、１＝ＯＮ） （省略可能）
Ｐ２：メモリ収録（０=ＯＦＦ、１＝ＯＮ） （省略可能）
Ｐ３：メモリオートコピー（０=ＯＦＦ、１＝ＯＮ） （省略可能）
Ｐ４：メモリバックアップファイリング （０=ＯＦＦ、１＝ＯＮ） （省略可能）
Ｐ５：ＨＤ収録（０=ＯＦＦ、１＝ＯＮ） （省略可能）
なし
P1～P5は任意に省略可能、省略時現在の設定を維持します。
全てのパラメータを省略した場合はパラメータエラーとなります。
レコーダモードにより指定した設定を無視する場合があります。
各レコーダモード時における、収録のＯＮ／ＯＦＦ設定の状態を以下に記します
モード
ﾁｬｰﾄ記録ﾒﾓﾘ収録
ｵｰﾄｺﾋﾟｰ
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ
ＨＤ収録
ペンレコ
ＯＮ
ＯＦＦ
ＯＦＦ
ＯＦＦ
ＯＦＦ
メモリ
ＯＦＦ
ON
＊
＊
ＯＦＦ
ＨＤ
＊
ＯＦＦ
ＯＦＦ
ＯＦＦ
ＯＮ
マルチ
＊
ＯＮ
ＯＦＦ
ＯＮ
ＯＮ
Ｘ－Ｙ
＊
ＯＦＦ
ＯＦＦ
ＯＦＦ
＊
ＯＮ＝ＯＮ固定、 ＯＦＦ＝ＯＦＦ固定、 ＊＝設定によりＯＮ／ＯＦＦ注意
レコーダモードにより設定可能な項目が異なります。設定が不可能な項目に対しての設定は無視されます。
例：ＨＤレコーダの場合、チャート記録のＯＮ／ＯＦＦ設定はできますが、ＨＤ収録はＯＮ固定であり設定できません。ＨＤレコーダに対する設定は無視されます。

3-22

通信コマンド(1WMPD4003506)

３．設定コマンド－Ｓ＊＊

ＳＢＲ レコーダ基本設定
機能
入力形式

出力形式
解説

時間軸表記の設定
ＳＢＲ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４（デリミタ）
Ｐ１：＜予約＞無視する
Ｐ２：時間軸表記形式 （１＝数値、 ２＝時間、 ３＝時刻）
Ｐ３：＜予約＞
無視する
Ｐ４：＜予約＞
無視するなし
本体動作中は実行エラーとなります。

通信コマンド(1WMPD4003506)

3-23

３．設定コマンド－Ｓ＊＊

3.14. 旧製品互換
旧製品RA1000シリーズとの互換用のため用意したコマンドについて説明します。
本コマンドは機能の違いにより旧製品と同じ動作をすることはできませんが、擬似的な設定処理を行います。
以下に互換性コマンドを説明しますが本製品を制御するコマンドとしては「解説」欄に記す、推奨コマンドをご使用ください。

ＳＲＭ (Set Recording Mode) 測定モードの設定
機
能
入力形式

測定モードの設定を行います。
ＳＲＭ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１
P1
RA1000測定モードの設定
１
２
３
４
５

出力形式
解
説

メモリレコーダ
リアルタイムトランジェント
ファイリングＦＦＴ

RA2000シリーズ/DL2800A
測定モードの設定
メモリレコーダ
ペンレコーダ
マルチレコーダへ
ＨＤレコーダへ
未対応のためエラーなし
推奨コマンドは「ＳＭＭ (Set Measure Mode) 測定モードの設定」になります。
DL2800Aの場合、P1に２（リアルタイム）を指定するとモードエラーになります。

ＳＡＣ (Set Auto Copy) オートコピーの設定
機
能
入力形式
出力形式
解
説

オートコピーのＯＮ／ＯＦＦ設定を行います。
ＳＡＣ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：オートコピーＯＮ／ＯＦＦ（０＝ＯＦＦ、 １＝ＯＮ）
なし
推奨コマンドは「ＳＲＩ (Set Rec Icon) ＲＥＣアイコンのＯＮ／ＯＦＦ設定」になります。
本体動作中は実行エラーとなります。
DL2800Ａでは設定が無視されます。

ＳＭＩ (Set Memory autocopy Icon)オートコピーの設定
機
能
入力形式
出力形式
解
説

オートコピーのＯＮ／ＯＦＦ設定を行います。
ＳＭＩ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：オートコピーＯＮ／ＯＦＦ（０＝ＯＦＦ、１＝ＯＮ）
なし
推奨コマンドは「ＳＲＩ (Set Rec Icon) ＲＥＣアイコンのＯＮ／ＯＦＦ設定」になります。
本体動作中は実行エラーとなります。
DL2800Aでは設定が無視されます。

ＳＦＩ (Set Filing Icon) ＨＤ収録のＯＮ／ＯＦＦ設定
機
能
入力形式
出力形式
解
説

ＨＤ収録のＯＮ／ＯＦＦ設定を行います。
ＳＦＩ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：HD収録のＯＮ／ＯＦＦ （０＝ＯＦＦ、１＝ＯＮ）
なし
推奨コマンドは「ＳＲＩ (Set Rec Icon) ＲＥＣアイコンのＯＮ／ＯＦＦ設定」になります。
本体動作中は実行エラーとなります。

3-24

通信コマンド(1WMPD4003506)

３．設定コマンド－Ｓ＊＊

ＳＹＡ (Set Y-Axis) Ｙ軸チャネルの設定
機
能
入力形式

出力形式
解
説

Ｙ軸チャネルの設定を行います。
ＳＹＡ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：Ｙ軸のＯＮ／ＯＦＦ （０＝ＯＦＦ、１＝ＯＮ）
ＲＡ２３００ＭＫⅡはCH1-CH16、RA2800AはCH1-CH32のON/OFFを０ １の文字で指定します。
例： CH２，３，４を指定する場合 “0111000000000000” となります。
なし
推奨コマンドは「ＳＹＣ (Set Y-Ch) Ｙ軸チャネルの設定」になります。
指定したチャネルが無効でも登録可能となります。
この場合はＸ－Ｙ波形を描画しません。
Ｘ軸に指定してあるチャネルはマスクされ除外します。
先頭から３つまでのチャネルを有効とし以降のＯＮ指定は無効です。

ＳＭＤ (Set Memory Division) チャネル結合の設定
機
能
入力形式

チャネル結合の設定を行います。
ＳＭＤ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：収録チャネルの指定（互換モード）
P1 互換モードでの収録チャネル
１
全チャネル ：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16２
８ch：1,3,5,7,9,11,13,15
３
４ch：1,5,9,13
４
２ch
：1,9

出力形式
解
説

なし
推奨コマンドは「ＳＲＣ (Set Record Ch) 収録チャネルの指定」になります。

通信コマンド(1WMPD4003506)

3-25

4. 情報読み出しコマンド－Ｉ＊＊４．情報読み出しコマンドＩ－＊＊

4.1. 測定モード
ＩＭＭ (Inquire Measure Mode) 測定モードの読み出し
機 能
入力形式
出力形式

測定モードの設定を出力します。
ＩＭＭ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）Ａ１：測定モード
Ａ1
測定モード
１
ペンレコーダ２
メモリレコーダ３
ＨＤレコーダ４
マルチレコーダ
５
Ｘ－Ｙレコーダ
６
データチャートレコーダ（メンテナンス機能）

解

エラーの場合、”?”が返送されます。

説

4.2. 収録全般
ＩＳＳ (Inquire filing Save Setting) ファイリング保存先の読み出し
機
能
入力形式
出力形式

ファイリング保存先の設定を出力します。
ＩＳＳ（デリミタ）
A１，A２，A３，A４，A５（デリミタ）
Ａ１：ドライブの指定
Ａ２：ユーザフォルダの使用
Ａ３：Day フォルダの使用
Ａ４：ユーザフォルダ名
Ａ５：ファイル名（頭４文字）

解説（［Ａ－Ｉ］ＯＳドライブ除外、外部ドライブ可）（０＝ＯＦＦ、１＝ＯＮ）（０＝ＯＦＦ、１＝ＯＮ）（フォルダ名に可能な文字列）（最大４文字 半角英数）

ＨＤレコーダ、マルチレコーダ、メモリレコーダ（ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾌｧｲﾘﾝｸﾞ）のファイル保存先を読み出します。

ＩＳＰ (Inquire file Save Path) ファイル保存先パスの読み出し
機 能
入力形式
出力形式
解

ファイル保存先パスの設定を出力します。
ＩＳＰ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）
Ａ１：ファイル保存先パス文字列説
レコーダモード
ペンレコ
メモリレコーダ
ＨＤレコーダ
マルチレコーダ
Ｘ－Ｙレコーダ
データチャート

出力する内容ファイル保存しないため ”” を出力
バックアップファイリングのパスを出力
ＨＤ収録のファイルパスを出力
メモリ・ＨＤ収録のファイルパスを出力
Ｘ－Ｙ用のＨＤ収録のファイルパスを出力
ファイル保存しないため ”” を出力

4-2

通信コマンド(1WMPD4003506)

４．情報読み出しコマンドＩ－＊＊

4.3. 波形チャート記録
ＩＣＳ (Inquire Chart Speed) 波形チャート記録の紙送り速度の読み出し
機
能
入力形式
出力形式

波形チャート記録の紙送り速度の設定を出力します。
ＩＣＳ（デリミタ）
Ａ１，Ａ２（デリミタ）
Ａ１：速度値の設定
Ａ1
速度値
１-100
速度数値
Ｅ
外部同期記録Ａ２：速度単位（Ａ１＝１～１００のとき）
Ａ２
速度単位
１
[mm/s]
２[mm/min]Ａ２：外部同期パルス比（Ａ１＝Ｅの時）
Ａ２
速度値の設定10.1mm/パルス
20.025mm/パルス （ＲＡ２３００ＭＫⅡのみ）

解レコーダモードが「Ｘ－Ｙ」以外の時、上記動作となります。
本コマンドはRA2300MKⅡ/RA2800A専用コマンドです。

説

4.4. メモリ収録
ＮＯＴＥ

メモリ収録関連の設定コマンドは本体が収録実行中に設定を行うと実行エラーになります。

ＩＳＣ (Inquire Sampling Clock) メモリサンプル速度の読み出し
機
能
入力形式
出力形式

解

メモリサンプル速度の設定を出力します。
ＩＳＣ（デリミタ）
Ａ１，Ａ２（デリミタ）
Ａ１：速度値の設定
Ａ1
速度値
１-999
速度数値
Ｅ
外部同期記録Ａ２：速度単位（Ａ１が数値のとき）
Ａ２
速度単位
１
[μ s]
２
[ms]
３
[s]
※Ａ１＝ＥのときＡ２＝＊となります。

説

通信コマンド(1WMPD4003506)

4-3

４．情報読み出しコマンドＩ－＊＊

ＩＢＳ (Inquire Block Size) ブロックサイズの読み出し
機
能
入力形式
出力形式

ブロックサイズの設定を出力します。
ＩＢＳ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）
Ａ１：ブロックサイズ
Ａ１
１
２
３
４
５
６
７
８

解

ブロックサイズ
３２Ｍｄａｔａ１６Ｍｄａｔａ８Ｍｄａｔａ４Ｍｄａｔａ２Ｍｄａｔａ１Ｍｄａｔａ５１２Ｋｄａｔａ
２５６Ｋｄａｔａ

Ａ１
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５

ブロックサイズ
１２８Ｋｄａｔａ
６４Ｋｄａｔａ３２Ｋｄａｔａ
１６Ｋｄａｔａ８Ｋｄａｔａ４Ｋｄａｔａ２Ｋｄａｔａ説

ＩＭＬ （Inquire Memory Length）メモリブロックサイズ（メモリブロック長）の読み出し
機
能
入力形式
出力形式
解

ブロックサイズの設定を出力します。
ＩＭＬ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）Ａ１：収録データ数説

ＩＭＢ (Inquire Memory Block) ブロックＮｏの読み出し
機
能
入力形式
出力形式
解

ブロックＮｏの設定を出力します。
ＩＭＢ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）
Ａ１：ブロックＮｏ（［１－１２８］）説

ＩＴＤ (Inquire Trigger Delay) プリトリガの読み出し
機
能
入力形式
出力形式
解

プリトリガの設定を出力します。
ＩＴＤ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）
Ａ１：プリトリガ（［０－１００］％）説

ＩＴＥ (Inquire Trigger Execution) トリガ動作の読み出し
機
能
入力形式
出力形式
解

トリガ動作の設定を出力します。
ＩＴＥ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）
Ａ１：トリガ動作（１＝１回、 ２＝繰り返し、 ３＝エンドレス）

説

ＩＭＣ (Inquire Memory Copy) オートコピー量の読み出し
機
能
入力形式
出力形式
解

説

コピー範囲の設定を出力します。
ＩＭＣ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）
Ａ１：コピー範囲（「１－１００」％）
本コマンドはRA2300MKⅡ/RA2800A専用コマンドです。
4-4

通信コマンド(1WMPD4003506)

４．情報読み出しコマンドＩ－＊＊

ＩＭS (Inquire Memory Status) メモリ状態の読み出し
機

能

入力形式

出力形式

解

説

メモリの状態を出力します。
パラメータによって機能、出力形式が異なります。
画面での設定、又はSMBコマンドで現在設定されているメモリブロックの情報を出力します。
ＩＭS P1（デリミタ）
Ｐ１：情報区分を指定（省略可能 Ｐ１＝０と同じ動作）
Ｐ１
情報区分
０
データの有無を出力 ※１
１開始、トリガ、終了時刻の出力 ※2２
全１２８ブロックについてデータの有無を出力 ※１
３
データの有無、開始、トリガ、終了時刻の出力 ※２
４
トリガ、エンドアドレスの出力 ※２
５
データが有効な最大ブロックＮｏ．を出力 ※１
Ｐ１＝０の場合： Ａ１（デリミタ）（Ｐ１省略時も同じ）
０＝データ無し、１＝データあり
Ｐ１＝１の場合： Ａ１、Ａ２，Ａ３（デリミタ）
Ａ１＝収録開始時刻、 Ａ２＝トリガ検出時刻、 Ａ３＝収録終了時刻
時刻文字列の形式は YY/MM/DD HH:MM:SS
トリガ無しの場合 A2=”**/**/** **:**:**” となります
データなしの場合 A1=A2=A3=”**/**/** **:**:**”となります
Ｐ１＝２の場合： Ａ１、Ａ２，Ａ３，……，Ａ１２８（デリミタ）
Ａｎ
ブロック
データ
０
あり
なし
１
あり
あり
＊
なし
なし
例：４分割、ブロック１のみにデータがある場合
A1=”1”,A2=A3=A4=”0”, A5～A128=”*”となります
Ｐ１＝３の場合： Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４（デリミタ）
Ａ１は（Ｐ１＝０）の場合のＡ１と同じ
Ａ２，Ａ３，Ａ４は（Ｐ１＝１）の場合のＡ１，Ａ２，Ａ３と同じ
Ｐ１＝４の場合： Ａ１，Ａ２（デリミタ）
Ａ１はトリガアドレス（数値）を出力 検出がない場合は”*”を出力
Ａ２は最終アドレス（数値）を出力 データがない場合は”*”を出力
Ｐ１＝５の場合： Ａ１（デリミタ）
データが有効なブロックの最大番号を出力する
ブロックに有効なデータがない場合は ”*”を出力
Ｐ１＝２、５以外の時に参照するメモリブロックは現在のアクティブなブロックとなります（「ＳＭＢ ブロックＮｏの設定」で指定）
Ｐ１が不正の場合、パラメータエラーとなります、この場合のアンサ出力は “?”となります。

通信コマンド(1WMPD4003506)

4-5

４．情報読み出しコマンドＩ－＊＊

4.5. ＨＤ収録
ＩＲＦ (Inquire Realtime Filing) ＨＤレコーダ基本設定の読み出し
機
能
入力形式
出力形式

解

ＩＦＴ

収録速度、収録長、データ形式、収録方式の設定を出力します。
ＩＲＦ（デリミタ）
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４，Ａ５（デリミタ）
Ａ１：収録速度の数値 （［１－１０００，Ｅ］ Ｅ＝外部同期
Ａ２：収録速度の単位 （1=[μ s], 2=[ms], 3=[s]） A1=Eの時 A2=0
Ａ３：データ形式（１＝ピーク、 ２＝サンプル）
Ａ４：収録方式（１＝通常、 ２＝リング）Ａ５：収録データ数（０でSTOPキーを押すまでの動作）

説(Inquire Filing Time) 収録時間の読み出し
機
能
入力形式
出力形式
解

収録時間の設定を出力します。
ＩＦＴ（デリミタ）
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４（デリミタ）
Ａ１＝日数、Ａ２＝時数、Ａ３＝分数、Ａ４＝秒数

説

ＩＲＴ (Inquire Real-Time Trigger) リアルタイム収録動作の読み出し
機
能
入力形式
出力形式

解

説

リアルタイム収録動作の設定を出力します。
ＩＲＴ（デリミタ）
Ａ１，Ａ２（デリミタ）
Ａ１：トリガ検出による記録の開始動作
Ａ１
トリガ検出による記録の開始動作
０「スタート」を押したら直ぐに収録開始
１
トリガ検出で収録開始
２
トリガ検出で収録開始＋繰り返し動作
Ａ２：トリガでマーク印字 （０＝ＯＦＦ、 １＝ＯＮ）
本コマンドはRA2300MKⅡ/RA2800A専用コマンドです。

4-6

通信コマンド(1WMPD4003506)

４．情報読み出しコマンドＩ－＊＊

4.6.Ｘ－Ｙ記録
ＩＣＳ (Inquire Chart Speed) Ｘ－Ｙデータサンプル速度の読み出し
機
能
入力形式
出力形式

解

説

Ｘ－Ｙデータサンプル速度の設定を出力します。
ＩＣＳ（デリミタ）
Ａ１，Ａ２（デリミタ）
Ａ１：速度数値（［１－１０００］[ms]）Ａ２：速度単位
１＝［ｍｓ］固定
レコーダモードが「Ｘ－Ｙ」の時、上記動作となります。
それ以外の場合は波形記録の紙送り速度となります。
本コマンドはRA2300MKⅡ/RA2800A専用コマンドです。

ＩＸＡ (Inquire X-Axis) Ｘ軸チャネルの読み出し
機
能
入力形式
出力形式
解

説

Ｘ軸チャネルの設定を出力します。
ＩＸＡ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）
Ａ１：チャネル番号（RA2300MKⅡは［１－１６］、RA2800Aは[１－３２]）
本コマンドはRA2300MKⅡ/RA2800A専用コマンドです。

ＩＹＣ (Inquire Y-Ch) Ｙ軸チャネルの読み出し
機
能
入力形式
出力形式
解

説

Ｙ軸チャネルの設定を出力します。
ＩＹＣ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：Ｙ軸Ｎｏ．
（［１－３］）
Ａ１（デリミタ）
Ａ１：チャネル番号（RA2300MKⅡは［１－１６］、RA2800Aは[１－３２]）
エラーの場合、”?”が返送されます。
本コマンドはRA2300MKⅡ/RA2800A専用コマンドです。

4.7.トリガ
ＩＴＭ (Inquire Trigger Mode) トリガモードの読み出し
機
能
入力形式
出力形式
解

説

トリガモードの設定を出力します。
ＩＴＭ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）
Ａ１：トリガモード 0=OFF, 1=OR, 2=AND, 4=WINDOW
Ａ１＝３は使われておりません。

通信コマンド(1WMPD4003506)

4-7

４．情報読み出しコマンドＩ－＊＊

ＩＴＷ (Inquire Trigger Window) ＷＩＮＤＯＷトリガ条件の読み出し
機能
入力形式
出力形式

ＷＩＮＤＯＷトリガ条件の読み出し
ＩＴＷ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：チャネル番号［１－１６］、E1
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４，Ａ５（デリミタ） ：アナログの場合
Ａ１，Ａ２，Ａ３（デリミタ）：イベントの場合
Ａ１：検出のON/OFF
０＝OFF、
１＝ON―― アナログ系アンプの場合 ――
Ａ２：＜予約＞
Ａ３：トリガレベル上限 測定値で表記
Ａ４：トリガレベル下限 測定値で表記
Ａ５：トリガ発生方向
１＝ＩＮ、
２＝ＯＵＴ
―― イベントアンプの場合 ――
Ａ２：検出論理
１＝ＡＮＤ、
２＝ＯＲ
Ａ３：検出バターン
０＝Ｘ、
１＝Ｈ、
２＝Ｌ
左からSig1,Sig2,…Sig8 と文字を並べます。
例： HHLL XXHLの場合 “11220012”となります。
※本体イベントの場合（P1=E1）
信号数が１６あるため、検出パターンの文字数が８文字から１６文字になります。
指定したチャネルが無効なアンプの場合パラメータエラーとなります。
P1が不正の場合、パラメータエラーとする。出力は “?,?,?,?,?”となります。

解説

ＩＴＣ (Inquire Trigger mode OR,AND Channel) ＯＲ・ＡＮＤトリガ条件の読み出し
機
能
入力形式

出力形式

解

説

ＯＲ・ＡＮＤトリガ条件の設定を出力します。
ＩＴＣ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：チャネル番号 RA2300MKⅡは[1-16,E1］、
RA2800A/DL2800Aは[1-32,E1]
Ａ１，Ａ２，Ａ３（デリミタ）
Ａ１：検出のON/OFF ０＝OFF、
１＝ON
Ａ２：アンプタイプにより変化（下記参照）
Ａ３：アンプタイプにより変化（下記参照）―― アナログ系アンプの場合 ――
Ａ２：トリガレベル
測定値で表記Ａ３：スロープ
１＝立ち上がり、 ２＝立ち下がり―― イベントアンプの場合 ――
Ａ２：検出論理
１＝ＡＮＤ、
２＝ＯＲ
Ａ３：検出バターン
０＝Ｘ、
１＝Ｈ、
２＝Ｌ
左からSig1,Sig2,…Sig8 と文字を並べて出力されます。
例： HHLL XXHLの場合 “11220012” となります。
―― Ｐ１＝Ｅ１の場合 ――
Ａ２：検出論理
１＝ＡＮＤ、
２＝ＯＲ
Ａ３：検出バターン
０＝Ｘ、
１＝Ｈ、
２＝Ｌ
左からSig1,Sig2,…Sig16 と文字を並べて出力されます。
例： HHLLXXHLHLXHLXHLの場合 “1122001212012012” となります。
指定したチャネルが無効なアンプの場合パラメータエラーとなります。
エラーの場合、”?,?,?”が返送されます。

ＩＴＦ (Inquire Trigger Filter) トリガフィルタの読み出し
機
能
入力形式
出力形式
解

トリガフィルタの設定を出力します。
ＩＴＦ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）
Ａ１：トリガフィルタ ［０－６５５３４］ ０＝ＯＦＦ説
4-8

通信コマンド(1WMPD4003506)

４．情報読み出しコマンドＩ－＊＊

4.8. アンプユニット
入力ユニット名称は以下のように記号で説明しています。
アンプユニット名称
2CH 高分解能DCアンプユニット
2CH FFTアンプユニット
2CH 高速DCアンプユニット
2CH ACストレンアンプユニット
イベントアンプユニット
2CH TC･DCアンプユニット

記号

アンプユニット名称

ＨＲＤＣ
TC･DCアンプユニット
FFT
F/Vコンバータユニット
HSDC
2CH 振動・RMSアンプユニット
ACST
2CH DCストレンアンプユニット
EV
2CH ゼロサプレッｼｮンアンプユニット
TCDC
ＩＣＨコマンドによるアンサの少数桁は下表の通りです。
項目名
少数桁
項目名
ポジション
２
ゲージ率
一体型センサ感度３
イベント波形
チャージコンバータ感度
２ZSV(500V-5V)
加速度センサ感度３
ZSV(2V-100mV)

記号

TDC
FV
RMS
DCST
HRZS

少数桁
２
１
３
４

ＩＣＨ (Inquire CHannel) ＨＲＤＣアンプ設定の読み出し
機
能
入力形式
出力形式

解

ＨＲＤＣアンプの設定を出力します。
ＩＣＨ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
RA2300MKⅡは［1-16］,RA2800A/DL2800Aは[1-32]
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４，Ａ５，Ａ６（デリミタ）
Ａ１：アンプタイプ
１固定
Ａ２：入力
0=OFF,1=ON,2=GND
Ａ３：レンジ設定
1=500V, 2=200V, 3=100V, 4=50V, 5=20V, 6=10V7=5V, 8=2V,
9=1V, 10=500mV, 11=200mV, 12=100mV
Ａ４：フィルタ
0=OFF, 1=30Hz, 2=300Hz, 3=3kHz
Ａ５：ポジション[-100.00 ～ 200.00 ] Step 0.05
Ａ６：入力結合
１＝AC、２＝DC説

ＩＣＨ (Inquire CHannel) ＦＦＴアンプ設定の読み出し
機
能
入力形式
出力形式

解

ＦＦＴアンプの設定を出力します。
ＩＣＨ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
RA2300MKⅡは［1-16］,RA2800A/DL2800Aは[1-32]
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４，Ａ５，Ａ６，….，Ａ１２（デリミタ）
Ａ１：アンプタイプ
２固定
Ａ２：入力
0=OFF,1=ON,2=GND
Ａ３：レンジ設定
1=500V, 2=200V, 3=100V, 4=50V, 5=20V, 6=10V7=5V, 8=2V,
9=1V, 10=500mV, 11=200mV, 12=100mV
Ａ４：フィルタ
0=OFF, 1=30Hz, 2=300Hz, 3=3kHz, 4=ｱﾝﾁｴﾘｱｼﾞﾝｸﾞ
Ａ５：ポジション[-100.00 ～ 200.00 ] Step 0.05
Ａ６：入力結合
１＝AC、２＝DC
Ａ７：測定モード０＝電圧、１＝振動
Ａ８：センサ設定
１＝一体型、２＝独立型
Ａ９：振動単位
１＝[m/s2]、 ２＝[G]Ａ10：一体型センサ感度 [0.001～120.000]mV/m/s^2 or [0.010～1200.00]mV/G
Ａ11：ﾁｬｰｼﾞｺﾝﾊﾞｰﾀ感度 [0.01 ～ 10.0]mV/pC
Ａ12：加速度センサ感度 [0.001～120.000]pC/m/s^2 or [0.010～1200.00]pC/G
P11とP13の感度の範囲は振動単位により変化します。

説

通信コマンド(1WMPD4003506)

4-9

４．情報読み出しコマンドＩ－＊＊

ＩＣＨ (Inquire CHannel) ＨＳＤＣアンプ設定の読み出し
機
能
入力形式

出力形式

解

ＨＳＤＣアンプの設定を出力します。
ＩＣＨ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
RA2300MKⅡは［1-16］、
RA2800A/DL2800Aは[1-32]
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４，Ａ５，Ａ６（デリミタ）
Ａ１：アンプタイプ
３固定
Ａ２：入力
0=OFF,1=ON,2=GND
Ａ３：レンジ設定
1=500V, 2=200V, 3=100V, 4=50V, 5=20V, 6=10V,7=5V, 8=2V,
9=1V, 10=500mV, 11=200mV, 12=100mV
Ａ４：フィルタ
0=OFF, 1=5Hz, 2=50Hz, 3=500Hz, 4=5kHz, 5=50kHz
Ａ５：ポジション[-100.00 ～ 200.00 ] Step 0.05
Ａ６：入力結合
１＝AC、２＝DC説

ＩＣＨ (Inquire CHannel) ＡＣＳＴアンプ設定の読み出し
機
能
入力形式

出力形式

解

ＡＣＳＴアンプの設定を出力します。
ＩＣＨ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
RA2300MKⅡは［1-16］、
RA2800A/DL2800Aは[1-32]
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４，Ａ５，Ａ６，Ａ７，Ａ8（デリミタ）
Ａ１：アンプタイプ
４固定
Ａ２：入力
0=OFF,1=ON,2=GND）
Ａ３：レンジ設定
2=20kμ ε , 3=10kμ ε , 4=5kμ ε , 5=2kμ ε , 6=1kμ ε
Ａ４：フィルタ
0=OFF, 1=10Hz, 2=30Hz, 3=100Hz, 4=300Hz
Ａ５：ポジション[-100.00 ～ 200.00 ] Step 0.05
Ａ６：ゲージ率[1.50 ～ 2.50] Step 0.01
Ａ７：ＣＡＬ極性
0=OFF, 1=[+], 2=[-]
Ａ８：ＣＡＬレベル
2=5000μ ε ,3=3000μ ε ,4=2000μ ε ,5=1000μ ε ,6=500μ ε

説

ＩＣＨ (Inquire CHannel) ＥＶアンプ設定の読み出し
機
能
入力形式

出力形式

解

ＥＶアンプの設定を出力します。
ＩＣＨ Ｐ１、Ｐ２（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
ＲＡ２３００ＭＫⅡは［1,3,5,7,9,11,13,15］、
ＲＡ２８００Ａは［1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31］、
ＤＬ２８００Ａは［1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31］
Ｐ２：信号番号［１－８］ （省略時 １）
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４，Ａ５，Ａ６，Ａ７（デリミタ）
Ａ１：アンプタイプ
５固定
Ａ２：入力
0=OFF,1=ON
Ａ３：信号タイプ
1=V, 2=C
全８信号の並び、左から信号1,2,3..8
Ａ４：信号ＯＮ／ＯＦＦ
0=OFF, 1=ON 全８信号の並び、左から信号1,2,3..8
Ａ５：ＥＶ波形位置
0.0 ～ 215.0 [mm]Ａ６：振幅
2.0 ～ 25.0 [mm]Ａ７：基線幅
0.5 ～ 2.0 [mm]

説

4-10

通信コマンド(1WMPD4003506)

４．情報読み出しコマンドＩ－＊＊

ＩＣＨ (Inquire CHannel) ＴＣＤＣアンプ設定の読み出し
機
能
入力形式

出力形式

ＴＣＤＣアンプの設定を出力します。
ＩＣＨ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
RA2300MKⅡは［1-16］、
RA2800A/DL2800Aは[1-32]
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４，Ａ５，Ａ６，Ａ７（デリミタ）
Ａ１：アンプタイプ
6固定
Ａ２：入力
0=OFF,1=ON,2=GND
Ａ３：レンジ設定
Ａ６測定モードにより内容が変化します。
Ａ６＝１ 熱電対による温度測定モード
1=R1800C,2=T400C,3=J1200C,4=K1400C,5=K500C,
6=W2400C,7=R3200F,8=T800F,9=J2000F,10=K2500F,
11=K1000F,12W4200F
Ａ６＝２ 電圧測定モード
1=50V,2=20V,3=10V,4=5V,5=2V,6=1V,7=500mV,8=200mV,
9=100mV
Ａ４：フィルタ
Ａ５：ポジション
Ａ６：測定モード
Ａ７：基準接点温度保証

解

0=OFF, 1=1Hz, 2=30Hz, 3=500Hz, 4=5kHz[-100.00 ～ 200.00 ] Step 0.05
１＝熱電対、２＝電圧測定
１＝ＥＸＴ、２＝ＩＮＴ

説

ＩＣＨ (Inquire CHannel) ＴＤＣアンプ設定の読み出し
機
能
入力形式

出力形式

ＴＤＣアンプの設定を出力します。
ＩＣＨ Ｐ１（デリミタ）
ＲＡ２３００ＭＫⅡは［1,3,5,7,9,11,13,15］、
ＲＡ２８００A／ＤＬ２８００Ａは［1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31］
Ｐ１：チャネル指定
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４，Ａ５，Ａ６，Ａ７（デリミタ）
Ａ１：アンプタイプ
７固定
Ａ２：入力
0=OFF,1=ON,2=GND）
Ａ３：レンジ設定
Ａ６測定モードにより内容が変化します。
Ａ６＝１ 熱電対による温度測定モード
1=R1600C,2=R800C,3=T400C,4=T200C,5=J1000C,
6=J200C,7=K1200C,8=K200C,9=R3000F,10=R1500F,
11=T800F,12=T400F,13=J2000F,14=J400F,15=K2500F,
16=K400F
Ａ６＝２ 電圧測定モード
1=50V,2=20V,3=10V,4=5V,5=2V,6=1V,7=500mV,
8=200mV,9=100mV, 10=50mV, 11=20mV, 12=10mV
Ａ４：フィルタ
Ａ５：ポジション
Ａ６：測定モード
Ａ７：基準接点温度保証

解

0=OFF, 1=1Hz, 2=30Hz, 3=500Hz, 4=5kHz[-100.00 ～ 200.00 ] Step 0.05
１＝熱電対、２＝電圧測定
１＝ＥＸＴ、２＝ＩＮＴ

説

通信コマンド(1WMPD4003506)

4-11

４．情報読み出しコマンドＩ－＊＊

ＩＣＨ (Inquire CHannel) ＦＶアンプ設定の読み出し
機
能
入力形式

出力形式

解

ＦＶアンプの設定を出力します。
ＩＣＨ Ｐ１（デリミタ）
ＲＡ２３００ＭＫⅡは［1,3,5,7,9,11,13,15］、
ＲＡ２８００Ａ／ＤＬ２８００Ａは［1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31］
Ｐ１：チャネル指定
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４，Ａ５，Ａ６，Ａ７（デリミタ）
Ａ１：アンプタイプ
２固定
Ａ２：入力
0=OFF,1=ON
Ａ３：レンジ設定
1=10kHZ,2=5kHz,3=2kHz,4=1kHz,5=500Hz,6=200Hz,7=100Hz
Ａ４：ポジション[-100.00 ～ 200.00 ] Step 0.05
Ａ５：入力結合
１＝AC、２＝DC
Ａ６：フィルタ
１＝リップル優先、２＝応答優先
Ａ７：検出レベル
１＝０Ｖ、２＝２．５Ｖ

説

ＩＣＨ (Inquire CHannel) ＲＭＳアンプ設定の読み出し
機
能
入力形式

出力形式

ＲＭＳアンプの設定を出力します。
ＩＣＨ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
RA2300MKⅡは［1-16］、
RA2800A/DL2800Aは[1-32]
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４，Ａ５，Ａ６，….，Ａ１４（デリミタ）
Ａ１：アンプタイプ
９固定
Ａ２：入力
0=OFF,1=ON,2=GND
Ａ３：レンジ設定
Ａ７＝１ ＲＭＳ入力モード
1=350Vrms,2=200Vrms,3=100Vrms,4=50Vrms,5=20Vrms,
6=10Vrms,7=5Vrms,8=2Vrms,9=1Vrms,10=500mVrms,
11=200mVrms, 12=100mVrms
Ａ７＝２ ＤＣ入力モード
1=500V,2=200V,3=100V,4=50V,5=20V,6=10V,7=5V,8=2V,
9=1V,10=500mV,11=200mV,12=100mV
Ａ４：ローパスフィルタ
0=OFF, 1=30Hz, 2=100Hz, 3=300Hz, 4=1kHz
Ａ５：ハイパスフィルタ
0=OFF, 1=10Hz, 2=30Hz, 3=100Hz
Ａ６：ポジション[-100.00 ～ 200.00 ] Step 0.05
Ａ７：入力モード
１＝ＲＭＳ、 ２＝ＤＣ
Ａ８：入力結合
１＝ＡＣ、 ２＝ＤＣ
Ａ９：測定モード０＝電圧、 １＝振動
Ａ10：センサ設定
１＝一体型、 ２＝独立型
Ａ11：振動単位
１＝[m/s^2]、 ２＝[G]Ａ12：一体型センサ感度 [0.001～120.000]mV/m/s2 or [0.010～1200.00]mV/G
Ａ13：ﾁｬｰｼﾞｺﾝﾊﾞｰﾀ感度 [0.01 ～ 10.0]mV/pC
Ａ14：加速度センサ感度 [0.001～120.000]pC/m/s2 or [0.010～1200.00]pC/G
P11とP13の感度の範囲は振動単位により変化します。

解

説

4-12

通信コマンド(1WMPD4003506)

４．情報読み出しコマンドＩ－＊＊

ＩＣＨ (Inquire CHannel) ＤＣＳＴアンプ設定の読み出し
機
能
入力形式

出力形式

解

説

ＤＣＳＴアンプの設定を出力します。
ＩＣＨ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
RA2300MKⅡは［1-16］、
RA2800A/DL2800Aは[1-32]
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４，Ａ５，Ａ６，Ａ７（デリミタ）
Ａ１：アンプタイプ
１０固定
Ａ２：入力
0=OFF,1=ON,2=GND
Ａ３：レンジ設定
Ａ７の内容により変化
Ａ7 測定モード Ａ３の内容
１
ST BV=2V 1=50kμ ε , 2=20kμ ε , 3=10kμ ε ,4=5kμ ε , 5=2kμ ε
２ST BV=5V 1=20kμ ε , 2= 8kμ ε , 3= 4kμ ε ,4=2kμ ε , 5=800μ ε３DC
1=50mV, 2=20mV, 3=10mV,
4=5mV, 5=2mV
Ａ４：フィルタ
0=OFF, 1=10Hz, 2=30Hz, 3=300Hz, 4=1kHz
Ａ５：ポジション[-100.00 ～ 200.00 ] Step 0.05
Ａ６：ゲージ率[1.50 ～ 2.50] Step 0.01
Ａ７：入力モード＆ＢＶ
１＝ST（BV=2V）、 ２＝ST（BV=5V）、 ３＝DC
“BV”はブリッジ電圧を意味します。

ＩＣＨ (Inquire CHannel) ＨＲＺＳアンプ設定の読み出し
機
能
入力形式

出力形式

解

ＨＲＺＳアンプの設定を出力します。
ＩＣＨ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
RA2300MKⅡは［1-16］、
RA2800A/DL2800Aは[1-32]
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４，Ａ５，Ａ６，Ａ７，Ａ８（デリミタ）
Ａ１：アンプタイプ
１１固定
Ａ２：入力
0=OFF,1=ON,2=GND
Ａ３：レンジ設定
1=500V,2=200V,3=100V,4=50V,5=20V,6=10V,7=5V,8=2V,
9=1V, 10=500mV, 11=200mV, 12=100mV
Ａ４：フィルタ
0=OFF, 1=30Hz, 2=300Hz, 3=3kHz
Ａ５：ポジション[-100.00 ～ 200.00 ] Step 0.05
Ａ６：入力結合
１＝AC、２＝DC
Ａ７：ＺＳＶ ON/OFF
０＝ＯＦＦ、１＝ＯＮ
Ａ８：ＺＳＶレベル
Ｐ４レンジ設定により範囲が変化します。
500V-5V ：[-130.000 ～ 130.000]V
2V-100mV：[-13.0000 ～ 13.0000]V説

通信コマンド(1WMPD4003506)

4-13

４．情報読み出しコマンドＩ－＊＊

ＩＣＨ (Inquire CHannel) 本体イベントＥ１設定の読み出し
機
能
入力形式

出力形式

解

説

本体イベント（Ｅ１）の設定を出力します。
ＩＣＨ Ｅ１，Ｐ２（デリミタ）
Ｐ１：Ｅ１固定
Ｐ２：信号番号［１－１６］
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４，Ａ５，Ａ６，Ａ７（デリミタ）
Ａ１：アンプタイプ
－１固定
Ａ２：入力
（０=ＯＦＦ，１＝ＯＮ）
Ａ３：＜予約＞
Ａ４：信号ＯＮ／ＯＦＦ（０=ＯＦＦ，１＝ＯＮ） 全16信号の並び、左から信号1,2,..16
Ａ５：ＥＶ波形位置
0.0 ～ 215.0 [mm]Ａ６：振幅
2.0 ～ 25.0 [mm]Ａ７：基線幅
0.5 ～ 2.0 [mm]本体イベントユニットが装着されていない場合、無効アンプと同じ出力となり“0,0,0,0”を出力します。

ＩＣＨ (Inquire CHannel) 無効なアンプ設定の読み出し
機
能
入力形式
出力形式
解
説

指定したチャネルにアンプが実装されていない場合、このアンサを出力します。
ＩＣＨ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定［１－３２］“0,0,0,0”を出力「システム」画面「収録設定」タブの「メモリ容量変更」により使用しないチャネルに設定した場合もアンプ実装なしとなります。

ＩＵＳ (Inquire User Scale) アナログ系アンプユーザスケールの読み出し
機
能
入力形式

出力形式

解

説

アナログ系アンプユーザスケールの設定を出力します。
ＩＵＳ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
RA2300MKⅡは［1-16］、
RA2800A/DL2800Aは[1-32]
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４，Ａ５，Ａ６，Ａ７、Ａ８，Ａ９（デリミタ）
Ａ１：物理換算ON/OFF（０＝ＯＦＦ、１＝ＯＮ）
Ａ２：物理換算入力最大値
Ａ３：物理換算入力最小値
Ａ４：物理換算出力最大値
Ａ５：物理換算出力最小値
Ａ６：記録フルスケール上限
Ａ７：記録フルスケール下限
Ａ８：物理換算単位（ＩＤ）0=標準, 2=N, 3=Pa, 4=mm, 5=με,
6=m/s^2,7=℃, 8=Ω, 9=kg, 10=kgf, 11=kgf/cm^2, 12=g
Ａ９：物理換算単位（文字列）半角の文字列 最大９文字
Ｐ１にアナログ系アンプ以外を指定するとパラメータエラーとなり、出力は“?,?,?,?,?,?,?,?,?” となります。

4-14

通信コマンド(1WMPD4003506)

４．情報読み出しコマンドＩ－＊＊

4.9. ファイル・記録紙への出力（ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾌｧｲﾘﾝｸﾞ含む）
ＩＭＦ (Inquire Memory Filing) メモリファイリング設定の読み出し
機
能
入力形式
出力形式

メモリファイリングの設定を出力します。
ＩＭＦ（デリミタ）
Ａ１，Ａ２（デリミタ）
Ａ１：データ形式（１＝バイナリ、 ２＝ＣＳＶ）
Ａ２：ＣＳＶ保存のデータ間隔
Ａ２
データ間隔

解

０
1

１
2

２
5

３
10

４
20

５
50

６
100

７
200

８
500

９
1000

説

ＩＷD (Ｉｎｑｕｉｒｅ Scale Wave Division ) 波形記録分割数の読み出し
機
能
入力形式
出力形式
解
説

波形記録フレーム分割数の設定を出力します。
ＩＷＤ（デリミタ）
Ａ１：分割数［１－１６］ＩＷＦ (Inquire Scale Wave Frame) 波形記録フレームの読み出し
機
能
入力形式
出力形式

解

説

波形記録フレームの設定を出力します。
ＩＷＦ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：フレーム［１－１６］
Ａ１，Ａ２（デリミタ）
Ａ１：サイズ［１０－２００］mm、分解能5mm
Ａ２：チャネルパターン ＲＡ２３００ＭＫⅡは［０－ＦＦＦＦ］のＡＳＣＩＩ ＨＥＸ形式
ＲＡ２８００Ａは[０－ＦＦＦＦＦＦＦＦ]のＡＳＣＩＩ ＨＥＸ形式
フレームは上から順にRA2300MKⅡは1,2,3,….16、RA2800A/DL2800Aは1,2,3,….32 となります。
チャネルパターンのASCII HEX形式は、LSB=1チャネルMSB=16チャネルがビットで現されます。

通信コマンド(1WMPD4003506)

4-15

４．情報読み出しコマンドＩ－＊＊

4.10. システム－収録設定
ＩＲＣ (Inquire Record Ch) 収録チャネルの読み出し
機
能
入力形式
出力形式

収録チャネルの設定を出力します。
ＩＲＣ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）Ａ１：収録チャネル 有効チャネルをＡＳＣＩＩ ＨＥＸ形式で表します。
（１＝有効／０＝無効）例
ＣＨ１のみ有効の場合
ＣＨ８のみ有効の場合
全チャネル有効の場合
Ｅ１が有効の場合
Ｅ１、Ｅ２が有効の場合

解RA2300MKⅡ
００００１
０００８０
０ＦＦＦＦ
１ＦＦＦＦ
３ＦＦＦＦ

RA2800A/DL2800A
００００００００１
０００００００８０
０ＦＦＦＦＦＦＦＦ
１ＦＦＦＦＦＦＦＦ
３ＦＦＦＦＦＦＦＦ

説

ＩＤＮ (Inquire Data No.) データＮｏの読み出し
機
能
入力形式
出力形式
解

データＮｏ．の設定を出力します。
ＩＤＮ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）
Ａ１：データＮｏ．
［１－９９９９］説

ＩＡＮ (Inquire ANnotation) アノテーション印字設定の読み出し
機
能
入力形式
出力形式

解

説

アノテーション印字の設定を出力します。
ＩＡＮ（デリミタ）
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４，Ａ５，Ａ６（デリミタ）
Ａ１：システムアノテーション印字（０=ＯＦＦ，１＝ＯＮ）
Ａ２：システムチャネルアノテーション印字 （０=ＯＦＦ，１＝ＯＮ）
Ａ３：ユーザチャネルアノテーション印字（０＝ＯＦＦ固定)
Ａ４：ユーザページアノテーション印字（０=ＯＦＦ，１＝ＯＮ）
Ａ５：機器ＩＤの印字（１＝ＯＮ固定）
Ａ６：アノテーション印字間隔（０＝初回のみ、30-1000[cm]）A3/A5についてはRA1000シリーズとの互換用のため用意したアンサで、本製品では固定値を出力します。

ＩＰＡ (Inquire Print Auxiliary) 計測情報と信号名称印字の設定読み出し
機
能
入力形式
出力形式

解

説

計測情報と信号名称印字の設定（ＯＮ／ＯＦＦ）を出力します。
ＩＰＡ（デリミタ）
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４，Ａ５，Ａ６，Ａ７，Ａ８，Ａ９（デリミタ）
Ａ１：計測情報の印字(0=OFF, 1=ON)
Ａ２
：３１固定
Ａ３
：信号名称の印字(0=OFF, 1=ON)
Ａ４：３１固定
Ａ５～９ ：０固定
Ａ２，Ａ４－Ａ９はRA1000シリーズ互換のために用意したパラメータです。

4-16

通信コマンド(1WMPD4003506)

４．情報読み出しコマンドＩ－＊＊

ＩＧＰ (Inquire Grid Pattern) グリッドパターン設定の読み出し
機
能
入力形式
出力形式
解

グリッドパターンの設定を出力します。
ＩＧＰ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）
Ａ１：グリッドパターン（0=OFF,1=10mmSTD,2=10mm,3=5mmSTD,4=5mm）

説

ＩＡＳ (Inquire Auto Scaling) スケール印字の読み出し
機
能
入力形式
出力形式
解

波形記録スケールの印字（ＯＮ／ＯＦＦ）設定を出力します。
ＩＡＳ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）
Ａ１：スケール印字（０=ＯＦＦ，１＝ＯＮ）

説

ＩＳＭ (Inquire Scale Mode) スケール印字モードの読み出し
機
能
入力形式
出力形式
解

波形記録スケールの印字モードの設定を出力します。
ＩＳＭ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）
Ａ１：スケール印字モード（0=全ＣＨ一括, 1=各ＣＨ独立）

説

通信コマンド(1WMPD4003506)

4-17

４．情報読み出しコマンドＩ－＊＊

4.11. システム－メンテナンス
ＩＷＨ (Inquire WHo ) バージョン情報の読み出し
機
能
入力形式
出力形式
解
説

バージョン情報を出力します。
ＩＷＨ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：項目の指定 （０－２）詳細は解説参照 （省略可能 Ｐ１＝０と同じ）
Ａ１（デリミタ）Ｐ１とＡ１の関係
P1 出力項目
Ａ１
０
機器形式
製品本体に対応
RA2300MKⅡの場合 “RA2300”固定
RA2800Aの場合 “RA2800”固定
DL2800Aの場合 “DL2800”固定
１
本体バージョン
“V1.0”※
２
機器番号“6020001” ※※ バージョン、及び機器番号は実際の装置によって異なります。

ＩＤＴ (Inquire DaTe ) 時計の読み出し
機
能
入力形式
出力形式

解

説

本体内蔵時計の設定を出力します。
ＩＤＴ（デリミタ）
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４，Ａ５，Ａ６（デリミタ）
Ａ１：年（西暦）（０－９９） 下２桁
Ａ２：月（１－１２）
Ａ３：日（１－３１）
Ａ４：時（０－２３）
Ａ５：分（０－５９）
Ａ６：秒（０－５９）
時計の表示形式の設定には対応していません。

4-18

通信コマンド(1WMPD4003506)

４．情報読み出しコマンドＩ－＊＊

4.12. その他の設定
ＩＥＳ (Inquire Error Status) エラーステータスの読み出し
機
能
入力形式
出力形式

エラーを検出したコマンドの種類に応じた文字を出力します。
ＩＥＳ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）：
文字列コマンドでエラーを検出した場合
コマンド文字列として受けた文字列を出力します。
文字列コマンドの詳細は「文字列コマンド」を参照願います。
１バイトコントロールコマンドでエラーを検出した場合
コマンド
HEX
処理内容
A1
[ENQ]
05
本体の状態出力^E[CAN]
18
実行中のコマンドの中断^X"^"と入力コードに40hを加えたコードを出力します。
１バイトコマンドの詳細は「１バイトコントロールコマンド」を参照願います。
エスケープシーケンスでエラーを検出した場合
コマンド
処理内容
[ESC]+Z
ローカル状態に戻す[ESC]+R
送信バッファのクリア[ESC]+C
ステータス出力[ESC]+E
エラー情報の出力"e"と[ESC]に続く１文字を加えたコードを出力します。
エスケープシーケンスの詳細は「エスケープシーケンス」を参照願います。
エラーが無い場合

解説“*”を出力します。

アンサＡ１の出力後、検出したエラーをクリアします。

ＩＩＭ (Inquire Input Monitor) 入力モニタ表示速度の読み出し
機
能
入力形式
出力形式

解

入力モニタ表示速度の設定を出力します。
ＩＩＭ（デリミタ）
Ａ１，Ａ２，Ａ３（デリミタ）
Ａ１：速度の数値（[0-1000] step 1 0=外部同期）
Ａ２：速度の単位（0=[us/div],1=[ms/div],2=[s/div],3=[min/div]）
Ａ３：切り替え（0=入力モニタ, 1=チャート, 2=メモリ収録, 3=ＨＤ収録）

説ＩＡＴ (Inquire Auto Transmit) 通知機能の読み出し
機
能
入力形式
出力形式

解

通知機能の設定を出力します。
ＩＡＴ（デリミタ）
Ａ１，Ａ２（デリミタ）
Ａ１：収録エラー発生 0=通知しない,1=通知する
Ａ２：収録中の通知 0=通知しない,1=収録終了で通知,2=トリガ検出で通知

説

通信コマンド(1WMPD4003506)

4-19

A1
eZ
eR
eC
eE

４．情報読み出しコマンドＩ－＊＊

ＩＤＡ (Inquire Input monitor DAta) 入力信号の測定値の読み出し
機
能
入力形式

現在の入力信号測定値、またはアンプ情報(種類、表示単位)を出力します。
ＩＤＡ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：出力の指定
Ｐ１
RA2300MKⅡは[1-16]、
RA2800A/DL2800Aは[1-32]
ＡＥ１
RA2300MKⅡは[U1-U16]、
RA2800A/DL2800Aは[U1-U32]

出力形式

解

説

出力内容
単一チャネルの測定値を出力
全チャネル一括の測定値を出力
本体イベント１の測定値を出力
アンプ情報を出力

Ｐ１＝［１－１６，Ｅ１］の場合 Ａ１（デリミタ）
単一チャネルの測定値（ASCII文字列）を出力します。
Ｐ１＝Ａの場合
Ａ１，Ａ２，….，Ａ１８（デリミタ）
全チャネル（Ｅ１含む）の測定値（ASCII文字列）を出力します。
Ｐ１＝［Ｕ１－Ｕ１６］の場合
Ａ１，Ａ２（デリミタ）
Ａ１：アンプタイプ
Ａ１
出力内容
Ａ１
出力内容
０
なし
７
ＴＤＣ
１
ＨＲＤＣ
８
ＦＶ
２
ＦＦＴ
９
ＲＭＳ
３
ＨＳＤＣ
１０
ＤＣＳＴ
４
ＡＣＳＴ
１１
ＨＲＺＳ
５
ＥＶ
－１
本体イベント（Ｅ１）６
ＴＣＤＣ
Ａ２：単位文字列
例： “mV” 等（ＥＶアンプは空文字を出力）指定されたチャネルの現在の測定値を文字列として出力します。

ＩＣＡ (Inquire auto transmit CAtion) 通知要因の読み出し
機
能
入力形式
出力形式

解

本体からの通知の要因の設定を出力します。
ＩＣＡ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）
Ａ１：通知要因
A1
要因
１
プリンタエラー
２
ファイルエラー
４
測定の終了
８
トリガ検出
複数要因に対応するため各要因の番号の論理和を出力します。（１０進数）
例： プリンタエラー＋ファイルエラーが発生した場合 Ａ１＝３となる

説

ＩＩＦ 入力モニタ一時停止の読み出し
機
能
入力形式
出力形式
解

入力モニタ一時停止の設定を読み出します。
ＩＩＦ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）
Ａ１：一時停止（0=解除, 1=停止）

説

4-20

通信コマンド(1WMPD4003506)

４．情報読み出しコマンドＩ－＊＊

ＩＩＳ 入力モニタトリガ同期の読み出し
機
能
入力形式
出力形式
解

入力モニタ速度トリガ同期の設定を読み出します。
ＩＩＳ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）
Ａ４：トリガ同期（0=OFF, 1=ON）説

ＩＲＩ 収録・記録のＯＮ／ＯＦＦ読み出し
既に対応済みですが、設定コマンドと一対であるため、仕様を記します。
機
能
入力形式
出力形式

解

説

収録・記録のＯＮ／ＯＦＦ読み出し
ＩＲＩ（デリミタ）
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４，Ａ５（デリミタ）
Ａ１：チャート記録（０=ＯＦＦ、１＝ＯＮ）
Ａ２：メモリ収録（０=ＯＦＦ、１＝ＯＮ）
Ａ３：メモリオートコピー（０=ＯＦＦ、１＝ＯＮ）
Ａ４：メモリバックアップファイリング （０=ＯＦＦ、１＝ＯＮ）
Ａ５：ＨＤ収録（０=ＯＦＦ、１＝ＯＮ）
レコーダモードにより設定をマスクする場合があります。
各レコーダモード時における、収録のＯＮ／ＯＦＦ設定の状態については
3-22ページの「ＳＲＩ 収録・記録のＯＮ／ＯＦＦ設定」解説の内容と同じです。

ＩＢＲ レコーダ基本設定の読み出し
機能
入力形式
出力形式

時間軸表記の読み出し
ＩＢＲ（デリミタ）
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４（デリミタ）
Ａ１：０固定Ａ２：時間軸表記形式（１＝数値、 ２＝時間、 ３＝時刻）
Ａ３：１固定Ａ４：０固定解説

通信コマンド(1WMPD4003506)

4-21

４．情報読み出しコマンドＩ－＊＊

4.13. 旧製品互換
旧製品RA1000シリーズとの互換用のため用意したコマンドについて説明します。
本コマンドは機能の違いにより旧製品と同じ動作をすることはできませんが、擬似的な設定処理を行います。
以下に互換性コマンドを説明しますが、RA2000シリーズを制御するコマンドとしては「解説」欄に記す、推奨コマ
ンドをご使用ください。

ＩＲＭ (Inquire Recording Mode) 測定モードの読み出し
機
能
入力形式
出力形式

解

説

測定モードの設定を出力します。
ＩＲＭ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）
Ａ１
Ａ1
ＲＡ１０００測定モードの出力

RA2000シリーズ/DL2800A
測定モードの出力
１
メモリレコーダ
メモリレコーダ２
リアルタイムペンレコーダ３
トランジェント
マルチレコーダ
４
ファイリング
ＨＤレコーダ５
ＦＦＴなし
推奨コマンドは「ＩＭＭ (Inquire Measure Mode) 測定モードの読み出し」になります。

ＩＡＣ (Inquire Auto Copy) オートコピーの読み出し
機
能
入力形式
出力形式
解

説

オートコピーＯＮ／ＯＦＦの設定を出力します。
ＩＡＣ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）
Ａ１：オートコピーＯＮ／ＯＦＦ（０＝ＯＦＦ、 １＝ＯＮ）
本コマンドはRA2300MKⅡ/RA2800A専用コマンドです。

ＩＲＳ (Inquire Rec icon information) ＲＥＣアイコンの設定読み出し
機
能
入力形式
出力形式

解

ＲＥＣアイコンの設定を出力します。
ＩＲＳ（デリミタ）
Ａ１，Ａ２，Ａ３（デリミタ）
Ａ１：チャート記録 （０＝ＯＦＦ、 １＝ＯＮ）
Ａ２：オートコピー （０＝ＯＦＦ、 １＝ＯＮ）
Ａ３：ＨＤ収録（０＝ＯＦＦ、 １＝ＯＮ）

説

4-22

通信コマンド(1WMPD4003506)

４．情報読み出しコマンドＩ－＊＊

ＩＭＰ (Inquire Memory block Point) ブロックＮｏの読み出し
機
能
入力形式
出力形式

解

説

ブロックＮｏの設定を出力します。
ＩＭＰ（デリミタ）
Ａ１，Ａ２（デリミタ）
Ａ１：収録ブロックＮｏ（［１－１２８］）Ａ２：出力ブロックＮｏ（［１－１２８］）推奨コマンドは「ＩＭＢ (Inquire Memory Block) ブロックＮｏの読み出し」になります。
Ａ１＝Ａ２の出力になります。

ＩＹＡ (Inquire Y-Axis) Ｙ軸チャネルの読み出し
機
能
入力形式
出力形式

解

説

Ｙ軸チャネルの設定を出力します。
ＩＹＡ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）
Ａ１：Ｙ軸のＯＮ／ＯＦＦ
RA2300MKⅡはCH1-CH16のON/OFFを０１の文字で出力されます。
RA2800AはCH1-CH32のON/OFFを０１の文字で出力されます。
例： CH２，３，４がONの場合 “0111000000000000” となります。
推奨コマンドは「ＩＹＣ (Inquire Y-Ch) Ｙ軸チャネルの読み出し」になります。
本コマンドはRA2300MKⅡ/RA2800A専用コマンドです。

ＩＭＤ (Inquire Memory Division) チャネル結合の読み出し
機
能
入力形式
出力形式

チャネル結合の設定を出力します。
ＩＭＤ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）
Ａ１：RA1000シリーズでのチャネル結合
収録チャネル設定を参照し、RA1000シリーズのチャネル結合によるアンプ構成と同じ場合、一致する設定情報を出力し、一致しない場合は０を出力します。
Ａ１ 収録チャネル構成
１
全チャネル：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16２
８ch：1,3,5,7,9,11,13,15
３
４ch：1,5,9,13
４
２ch
：1,9
０
それ以外

解

推奨コマンドは「ＩＲＣ (Inquire Recod Ch) 収録チャネルの読み出し」になります。

説

通信コマンド(1WMPD4003506)

4-23

5. 実行コマンド－Ｅ＊＊

５．実行コマンド－Ｅ＊＊

5.1. 収録・記録動作
ＥＳＴ (Execute StarT) 記録スタート
機
能
入力形式
出力形式
解
説

記録及び収録を開始します。
ＥＳＴ Ｐ１（デリミタ）
P1:＜予約＞
指定しても無効になります。 （省略可能）
なし
操作パネルのスタート(START)キーを押した時と同様、現在のレコーダモードの設定に従い、収録・記録を開始します。

ＥＳＰ (Execute StoP) 本体動作の停止
機
能
入力形式
出力形式
解
説

本体動作を停止します。
ＥＳＰ（デリミタ）なし
操作パネルのストップ(STOP)キーを押した時と同様、記録等の動作処理を中断することができます。

ＥＣＰ (Execute CoPy) コピーの実行
機
能
入力形式

出力形式
解
説

コピーを実行します。
ＥＣＰ Ｐ１，Ｐ２（デリミタ）
Ｐ１：スタートアドレス指定
０～（Ｎ－１） （省略可能）
Ｐ２：データ数指定
１～Ｎ（省略可能）※Ｎ＝収録データ数
なし
再生画面の「コピー]キーを押した時と同様コピー出力を実行します。
P1,P2を省略した場合、全データをコピー。どちらか一方の省略はエラーとなります。
P1、P2が収録データサイズを越えるとエラーとなります。
DL2800Aの場合、実行エラーとなります。

ＥＭＴ (Execute Manual Trigger) マニュアルトリガの実行
機
能
入力形式
出力形式
解
説

マニュアルトリガを実行します。
ＥＭＴ（デリミタ）なし
操作パネルの手動トリガ([M.TRIG])キーを押した場合と同様、トリガを発生します。

ＥＭＫ (Execute MarK)
機
能
入力形式
出力形式
解
説

マーク印字の実行

マーク印字を実行します。
ＥＭＫ（デリミタ）なし
操作パネルのマーク印字([EVENT])キーを押した時と同様、チャート記録中に受信するとイベントマークと時刻を印字します。
HDレコーダ収録中に受信すると、収録データにマークを加えることができます。(ピーク
データの場合に有効)

5-2

通信コマンド (1WMPD4003506)

５．実行コマンド－Ｅ＊＊

5.2. 環境設定保存・初期化・クリア
ＥＭＣ (Execute Memory block data Clear) メモリブロックデータのクリア
機
能
入力形式
出力形式

メモリの内容をクリアします。
EMC P1（デリミタ）
Ｐ１（デリミタ）
P１：クリアするメモリブロック番号の指定 （省略可能）
Ｐ１
初期化内容[1～128]指定されたメモリブロックをクリア
ブロック分割以上の場合はパラメータエラーとなります。
Ａ
全てのブロックをクリア
省略時
現在のブロックをクリア

解

本体停止中のみ有効で、その他の場合は実行エラーとなります。

説

5.3.自動調整
ＥＡＳ (Execute Ac Strain amp auto balance) ＡＣＳＴアンプのオートバランス実行
機
能
入力形式

出力形式
解
説

ＡＣＳＴアンプのオートバランスを実行します。
ＥＡＳ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
RA2300MKⅡは［1-16］、RA2800A/DL2800Aは[1-32]
Ａは一括設定を意味します。
なし
Ｐ１にＡＣＳＴアンプ以外を指定するとパラメータエラーとなります。

ＥＡＢ (Execute dc strain amp Auto Balance) DＣＳＴアンプのオートバランス実行
機
能
入力形式

出力形式
解
説

DＣＳＴアンプのオートバランスを実行します。
ＥＡB Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
RA2300MKⅡは［1-16］、RA2800A/DL2800Aは[1-32]
Ａは一括設定を意味します。
なし
Ｐ１にDＣＳＴアンプ以外を指定するとパラメータエラーとなります。

ＥＺＳ (Execute auto Zero Suppression voltage) ＨＲＺＳアンプのオートゼロサップ
レッション実行
機
能
入力形式

出力形式
解
説

ＨＲＺＳアンプのオートゼロサップレッションを実行します。
ＥＺＳ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：チャネル指定
RA2300MKⅡは［1-16］、RA2800A/DL2800Aは[1-32]
Ａは一括設定を意味します。
なし
Ｐ１にＨＲＺＳアンプ以外を指定するとパラメータエラーとなります。
ゼロサプレッション電圧をＯＮにしていない場合、本コマンドは無視されます。
必ずＯＮで実行してください。

通信コマンド (1WMPD4003506)

5-3

５．実行コマンド－Ｅ＊＊

5.4. データ転送
入力信号データをバイナリ形式で転送することができます。本製品では次の３つのデータ転送コマンドを用意しております。
コマンド
ＥＩＭ
ＥＴＳ
ＥＲＳ

機能
本体状態に関わらず、入力モニタ１画面分のデータ転送が可能です。
収録条件に独立して転送条件を指定したデータ転送が可能です。
収録動作と独立したデータ転送が可能です。（DL2800Aのみ）※上記コマンドは同時に使用することはできません。
※ＥＲＳコマンドはＤＬ２８００Ａ専用コマンドです。
データ転送コマンドの違いを次の表に記します。
コマンド 転送データ 転送条件
ＥＩＭ
１ショット
入力モニタに準ずる
ＥＴＳ
連続
転送条件を指定可能
ＥＲＳ
連続
ＨＤ収録条件に準ずる

収録動作中
転送可能
転送不可
転送可能

転送速度
制限無し
回線状態により制限を受ける
回線状態により制限を受ける※転送条件とは「転送速度（収録速度）」と「転送チャネル」「データ形式」を意味します。

ＥＩＭ (Execute Input Monitor data trans) モニタ転送の実行
機

能

入力波形モニタ１画面分のデータを転送します。

入力形式

ＥＩＭ（デリミタ）

出力形式

Ａ１（デリミタ）＜バイナリデータ＞
Ａ１：１ラインの転送バイト数を出力します。
“0”は転送チャネルがないことを意味します。
“?”はＨＤ収録中のための転送不可を意味します。
“*”は転送速度の指定がスペックを超えているための転送不可を意味します。
上記数値以外の文字を出力した場合、以降のバイナリデータ出力はありません。
＜バイナリデータ＞：現在の入力信号の生データ（Ａ／Ｄ値）
サンプル：RA2300MKⅡは[STX](D1.DAT)(D2.DAT)(D3.DAT)……(D16.DAT)[SUM]RA2800Aは[STX](D1.DAT)(D2.DAT)(D3.DAT)……(D32.DAT)[SUM]
DL2800Aは[STX](D1.DAT)(D2.DAT)(D3.DAT)……(D32.DAT)[SUM]
ピーク：

解

説

RA2300MKⅡは[STX](D1.MAX)(D1.MIN)(D2.MAX) ……(D16.MIN)[SUM]RA2800Aは[STX](D1.MAX)(D1.MIN)(D2.MAX) ……(D32.MIN)[SUM]
DL2800Aは[STX](D1.MAX)(D1.MIN)(D2.MAX) ……(D32.MIN)[SUM][]:は１バイト、():は２バイト

本体の状態に制限されずに入力モニタ１画面分（最大１０２４ライン）のデータを転送します。
収録中の通信による遠隔地での信号モニタを可能にします。
モニタ速度の設定は「ＳＩＭ 入力モニタ表示速度の設定」を参照願います。
※送信データはSIMコマンドで設定した値の１／２のサンプルレイトとなります。
転送チャネルの設定は現在のアンプ設定に従います。（収録条件と同じ）

5-4

通信コマンド (1WMPD4003506)

５．実行コマンド－Ｅ＊＊

ＥＴＳ (Execute real time data TranS) リアルタイム転送の実行
機
能
入力形式

リアルタイム転送を実行します。
ＥＴＳ Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３（デリミタ）
Ｐ１：データ形式（０＝サンプル、 １＝ピーク）
Ｐ２：転送速度単位 （０＝ｍｓ，
１＝ｓ）
Ｐ３：転送速度数値 （［１－１０００］）

出力形式

Ａ１（デリミタ）＜バイナリデータ＞
Ａ１：１ラインの転送バイト数を出力します。
“0”は転送チャネルがないことを意味します。
“?”はＨＤ収録中のための転送不可を意味します。
“*”は転送速度の指定がスペックを超えているための転送不可を意味します。
上記数値以外の文字を出力した場合、以降のバイナリデータ出力はありません。
＜バイナリデータ＞：現在の入力信号の生データ（Ａ／Ｄ値）
サンプル：RA2300MKⅡは[STX](D1.DAT)(D2.DAT)(D3.DAT)……(D16.DAT)[SUM]RA2800Aは[STX](D1.DAT)(D2.DAT)(D3.DAT)……(D32.DAT)[SUM]
DL2800Aは[STX](D1.DAT)(D2.DAT)(D3.DAT)……(D32.DAT)[SUM]
ピーク：

解

説

RA2300MKⅡは[STX](D1.MAX)(D1.MIN)(D2.MAX) ……(D16.MIN)[SUM]RA2800Aは[STX](D1.MAX)(D1.MIN)(D2.MAX) ……(D32.MIN)[SUM]
DL2800Aは[STX](D1.MAX)(D1.MIN)(D2.MAX) ……(D32.MIN)[SUM][]:は１バイト、():は２バイト
転送チャネルの指定は、「ＳＴＲ リアルタイム転送チャネルの設定」で設定します。
例外処理
実行中に異常が発生した場合、データの先頭を示すスタートコード[STX]に代えて以下に示すエラーコードを出力します。
[EOT](04h)…本体がコマンドを受信して転送を終了。
[CAN](18h)…ホストの受信処理が間に合わず、転送不可と判断し転送を終了。
転送の終了
転送の終了方法は、ESPコマンドを実行します。ESPを実行すると本体は[EOT]を出力して転送を終了して通常のコマンド受信状態になります。

通信コマンド (1WMPD4003506)

5-5

５．実行コマンド－Ｅ＊＊

ＥRS (Execute Realtime data trans Start) リアルタイム転送の実行
機
能
入力形式
出力形式

リアルタイム転送を実行します。（ＤＬ２８００Ａ専用コマンド）
ＥＲＳ（デリミタ）
Ａ１（デリミタ）＜バイナリデータ＞
Ａ１：１ラインの転送バイト数を出力します。
“0”は転送チャネルがないことを意味します。
“?”はＨＤ収録中のための転送不可を意味します。
“*”は転送速度の指定がスペックを超えているための転送不可を意味します。
上記数値以外の文字を出力した場合、以降のバイナリデータ出力はありません。

解説＜バイナリデータ＞：現在の入力信号の生データ（Ａ／Ｄ値）
サンプル：DL2800Aは[STX](D1.DAT)(D2.DAT)(D3.DAT)……(D32.DAT)[SUM]
ピーク： DL2800Aは[STX](D1.MAX)(D1.MIN)(D2.MAX) ……(D32.MIN)[SUM][]:は１バイト、():は２バイト
収録と同時に処理可能なリアルタイム転送を開始します。
転送中にもＥＳＴ、ＥＳＰコマンドにより収録の開始、停止を転送と独立して行うことができます。また収録中に本コマンドを実行することにより、リアルタイム転送を開始することができます。
転送条件はＨＤ収録の設定（ＳＲＦコマンド）を共有します。
また、転送上の制限により以下の設定時は対応不可とし、ＥＲＳコマンドはモードエラーとなります。
・収録長が「最大まで」の設定ではない
・記録動作が「スタートトリガ」
・ファイリング形式が「リング」
・通信ポートがＲＳ－２３２Ｃ
例外処理
実行中に異常が発生した場合、データの先頭を示すスタートコード[STX]に代えて以下に示すエラーコードを出力します。
[EOT](04h)…本体がコマンドを受信して転送を終了。
[CAN](18h)…ホストの受信処理が間に合わず、転送不可と判断し転送を終了。
転送の終了
転送の終了方法は、EREコマンドを実行します。EREを実行すると本体は[EOT]を出力して転送を終了して通常のコマンド受信状態になります。

ＥＲＥ (Execute Realtime data trans End) リアルタイム転送の停止
機
能
入力形式
出力形式
解
説

リアルタイム転送を停止します（ＤＬ２８００Ａ専用コマンド）
ＥＲＥ（デリミタ）なし
ＥＲＳコマンドにより開始したリアルタイム転送の終了要求を行います。
本コマンドはリアルタイム転送の停止のみを扱い、収録には影響しません。
ＥＲＥコマンド送信後、本体より[EOT]を出力して転送が終了し、通常のコマンド受信状
態になります。

5-6

通信コマンド (1WMPD4003506)

５．実行コマンド－Ｅ＊＊

5.5.その他
ＥＰＡ (Execute Page Annotaion) ページアノテーション印字の実行
機
能
入力形式
出力形式
解
説

ページアノテーション印字を実行します。
ＥＰＡ（デリミタ）なし
本体停止中の場合、ページアノテーションを印字
波形記録中の場合、ページアノテーションを波形に重ねて印字
DL2800Aの場合、実行エラーとなります。

ＥＦＤ (Execute FeeD) フィードの実行
機
能
入力形式
出力形式
解
説

フィードの実行します。
ＥＦＤ Ｐ１（デリミタ）
P1:フィードの長さ[mm]１～１００（省略可能）
なし
Ｐ１がある場合、指定した長さをフィードします。
Ｐ１が省略の場合、連続してフィードをおこないます。
フィードを停止する場合はＥＳＰコマンドを使用します。
DL2800Aの場合、実行エラーとなります。

ＥＳＩ (Execute System Initialize) システムイニシャライズコマンド
機能
入力形式

システムイニシャライズ
ＥＳＩ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：初期化内容
Ｐ１
初期化内容の設定
１
本体設定データのみ初期化
２
本体設定データと全メモリブロックを初期化
省略時 Ｐ１＝２と同じ

入力形式
出力形式
解説

ＥＳＩ（デリミタ）なし
通信設定は初期化されません。
本体動作中は実行エラーとなります。
初期化＋アプリケーションの再起動が実施されます。

注意

注意
ESIコマンドによる初期化を実行すると、メインプログラムの再起動が必要となり、通信接続が強制的に切断されます。このため初期化実行後は再接続が必要となります。
処理完了まで約5秒必要です。本コマンドを実行後は充分な待ち時間をおいて再接続してください。

注意
P1=1、メモリブロックをクリアしない場合でも、初期化によりブロックサイズが変化した場合、メモ
リデータは失われます。

通信コマンド (1WMPD4003506)

5-7

6. ファイル/データ操作コマンド－Ｆ＊＊６．ファイル/データ操作コマンド－Ｆ＊＊

ＦＤＳ (File Data file Save) メモリ収録データのファイル保存
機
能
入力形式
出力形式

メモリ収録データをファイル保存します。
ＦＤＳ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：保存ファイル名（拡張子は含まず）
Ａ１，Ａ２（デリミタ）
Ａ１：カレントフォルダの情報
Ａ１
０
１
２
３
４
５
６

ドライブ（フォルダ）情報
全アクセス可能
リードのみ
ディスク交換フォーマットが不明
メディアなしドライブなしその他のエラーＡ２：ファイル保存の実行情報
Ａ２
０
１
２
３
４
５
６
７

解

説

ファイル操作の実行情報
成功
容量が不足
ライトエラー
リードエラー
不正文字検出予約ファイル名
同一ファイル名その他のエラー

現設定に従い（ブロック番号、コピー範囲）メモリデータをファイルに保存します。
ファイルはカレントフォルダにＰ１のファイル名で、拡張子”FSD”で保存されます。
ブロックにデータがない場合
A1=6 A2=7 実行エラーとなります。
本体が動作中の場合
A1=6 A2=7 実行エラーとなります。

6-2

通信コマンド(1WMPD4003506)

7. テキスト操作コマンド－Ｔ＊＊７．テキスト操作コマンド－Ｔ＊＊

7.1. ページアノテーション文字列
ＴＩＰ (Text Input Page)ページアノテーション文字列の入力
機
能
入力形式

出力形式
解
説

ページアノテーション文字列の入力を行います。
ＴＩＰ（デリミタ）
Ｐ：＜行番号＞：＜文字列＞（デリミタ）：
Ｅ：：（デリミタ）＜行番号＞［１－１０８］行の指定が可能です。
＜文字列＞Ｓ－ＳＪＳコード 最大６４文字まで入力可能です。
但し、セパレータ（カンマ”,”もしくは半角スペース” “）は使用できません。
なし
TIPコマンドを受けると、文字列を行単位で入力するモードとなります。
以下、行を指定して文字列の入力が可能となります。
“E::” を受信することで入力モードを抜けます。

ＴＯＰ (Text Output Page) ページアノテーション文字列の出力
機
能
入力形式

出力形式

解

説

ページアノテーション文字列を出力します。
ＴOＰ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：行の指定 ［１－１０８］又は Ａ
数値を指定した場合： １行のみの出力となります。
「Ａ」を指定した場合：全行の出力となります。
Ｐ１＝［１－１０８］の場合、１行のみ文字列出力となります。
＜文字列＞（デリミタ）
Ｐ１＝Ａの場合、以下の形式となり、内容はＴＩＰの入力と同形式となります。
Ｐ：＜行番号＞：＜文字列＞（デリミタ）：
Ｅ：：（デリミタ）
Ｐ１＝Ａ（全行指定）の場合、文字列がない行の出力は省略します。

ＴＣＰ (Text Clear Page) ページアノテーション文字列のクリア
機
能
入力形式

出力形式
解
説

ページアノテーション文字列のクリアを行います。
ＴＣＰ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：行の指定 ［１－１０８］又は Ａ
数値を指定した場合： １行のみの文字列をクリア「Ａ」を指定した場合：全行の文字列をクリア
Ｅ：：（デリミタ）
指定行のクリアを行った後、終了コードとして ”E::” を出力します。
P1の指定にエラーがある場合、”?” を出力し、パラメータエラーとなります。

※ DL2800Ａではページアノテーション文字列の設定、読み出しは可能ですが、印字機能が無いため効果はあ
りません。

7-2

通信コマンド(1WMPD4003506)

７．テキスト操作コマンド－Ｔ＊＊

7.2. 信号名称文字列
ＴＳＮ (Text input SigNal) 信号名称文字列の入力
機
能
入力形式

出力形式
解
説

信号名称文字列の入力を行います。
ＴＳＮ（デリミタ）
Ｓ：＜チャネル番号＞：＜信号番号＞：＜文字列＞（デリミタ）＜チャネル番号＞ ＲＡ２３００MKⅡは［１－１６］のチャネル番号を指定
ＲＡ２８００Ａ／ＤＬ２８００Ａは［１－３２］のチャネル番号を指定＜信号番号＞
アナログアンプの場合、”１”固定
ＥＶアンプの場合、信号番号を指定［１－８］＜チャネル番号＞=Ｅ１の場合、信号番号を指定［１－１６］＜文字列＞
最大３１文字までのＳ－ＪＩＳコード
例：アナログチャネルの場合
TSN（デリミタ）
S:1:縦方向振動（デリミタ）
例：イベントチャネルの場合（Ｅ１も同様）
TSN（デリミタ）
S:15:1:水門１（デリミタ）
TSN（デリミタ）
S:15:2:水門２（デリミタ）なし
ＴＩＰコマンドとは異なり１行の入力で終了します。

ＴＯＳ (Text Output Signal) 信号名称文字列の出力
機
能
入力形式

出力形式

解

信号名称文字列を出力します。
ＴＯＳ Ｐ１（，Ｐ２）（デリミタ）
Ｐ１：チャネル番号 RA2300MKⅡは[1-16,A ]、RA2800A/DL2800Aは[1-32､A]
数値を指定した場合： １行のみの出力となります。
“Ａ”を指定した場合： 全行の出力となります。
“E1”を指定した場合： エキストライベントの出力となります。
Ｐ２：イベント時の信号番号指定（省略時 １とします。）
TOS 1（デリミタ）の場合、ＣＨ１の信号名称を出力します。
S:1:＜文字列＞（デリミタ）
TOS 15,2（デリミタ）の場合、ＣＨ１５、信号番号２の信号名称を出力します。
S:15:2: ＜文字列＞（デリミタ）
TOS A（デリミタ）の場合、 全チャネルの信号名称を出力します。
S:1:＜文字列＞（デリミタ）
S:2:＜文字列＞（デリミタ）－イベントアンプの場合－
S:15:1: ＜文字列＞（デリミタ） 信号１
S:15:2: ＜文字列＞（デリミタ） 信号２－＜省略＞－
S:15:8: ＜文字列＞（デリミタ） 信号８
S:16 ＜文字列＞（デリミタ）
E::（デリミタ）

説

通信コマンド(1WMPD4003506)

7-3

７．テキスト操作コマンド－Ｔ＊＊

ＴＣＳ (Text Clear Signal) 信号名称文字列のクリア
機
能
入力形式

出力形式
解
説

信号名称文字列のクリアを行います。
ＴＣＳ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：チャネル番号 RA2300MKⅡは[1-16,A ]、RA2800A/DL2800Aは[1-32､A]
数値を指定した場合： １行のみの出力となります。
“Ａ”を指定した場合： 全行の出力となります。
“E1”を指定した場合： エキストライベントの出力となります。
Ｅ：：（デリミタ）
指定チャネルのクリアを行った後、終了コードとして ”E::” を出力します。
P1の指定にエラーがある場合、”?” を出力し、パラメータエラーとなります。

7.3. 計測情報文字列
ＴＨＤ (Text input information) 計測情報文字列の入力
機
能
入力形式

出力形式
解
説

計測情報文字列の入力を行います。
ＴＨＤ（デリミタ）
H：＜行番号＞：＜文字列＞（デリミタ）＜行番号＞［１－１０８］行の指定が可能です。
＜文字列＞Ｓ－ＳＪＳコード 最大３１文字まで入力可能です。
なし
ＴＩＰコマンドとは異なり１行の入力で終了します。

ＴＯＨ (Text Output information) 計測情報文字列の出力
機
能
入力形式

出力形式

解

説

計測情報文字列を出力します。
ＴOＨ Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：行の指定 ［１－１０８］又は Ａ
数値を指定した場合： １行のみの出力となります。
「Ａ」を指定した場合：全行の出力となります。
Ｐ１＝［１－１０８］の場合、１行のみ文字列出力となります。
H：＜行番号＞：＜文字列＞（デリミタ）
Ｐ１＝Ａの場合、以下の形式となり、内容はＴＩＰの入力と同形式となります。
H：＜行番号＞：＜文字列＞（デリミタ） ← 全１０８行分を出力します。
Ｅ：：（デリミタ）
Ｐ１＝Ａ（全行指定）の場合、文字列がない行の出力は省略します。

ＴＣＤ (Text Clear information Data) 計測情報文字列のクリア
機
能
入力形式

出力形式
解
説

計測情報文字列のクリアを行います。
ＴＣD Ｐ１（デリミタ）
Ｐ１：行の指定 ［１－１０８］又は Ａ
数値を指定した場合： １行のみの文字列をクリアします。
「Ａ」を指定した場合：全行の文字列をクリアします。
Ｅ：：（デリミタ）
指定行のクリアを行った後、終了コードとして ”E::” を出力します。
P1の指定にエラーがある場合、”?” を出力し、パラメータエラーとなります。

※ DL2800Aでは計測情報文字列の設定、読み出しは可能ですが、印字機能が無いため効果はありません。

7-4

通信コマンド(1WMPD4003506)

8. 資料

８．資料

8.1. キャラクタコード一覧

下
位
４
ビ
ッ
ト
・
・
・
16
進
表
示

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

８ビット
上位４ビット・・・16進表示
0
1
2
3
4

5

6

7

NUL
SOH XonSTX
ETX Xoff
EOT DC4ENQ NAK
ACK
BEL
BS
CAN
HT
LF
EOF
VT
ESC
FF
CR
SO
SI

Ｐ
Ｑ
Ｒ
Ｓ
Ｔ
Ｕ
Ｖ
Ｗ
Ｘ
Ｙ
Ｚ
［
￥
］
＾
＿

｀
ａ
ｂ
ｃ
ｄ
ｅ
ｆ
ｇ
ｈ
ｉ
ｊ
ｋ
ｌ
ｍ
ｎ
ｏ

ｐ
ｑ
ｒ
ｓ
ｔ
ｕ
ｖ
ｗ
ｘ
ｙ
ｚ
｛
｜
｝
￣
DEL

SP
！
”
＃
＄
％
＆
’
（
）
＊
＋
，
－
．
／

０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
：
；
＜
＝
＞
？

＠
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
Ｋ
Ｌ
Ｍ
Ｎ
Ｏ

8-2

A

B

C

D

。
「
」
、
・
ヲ
ァ
ィ
ゥ
ェ
ォ
ャ
ュ
ョ
ッ

ー
ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ
コ
サ
シ
ス
セ
ソ

タ
チ
ツ
テ
ト
ナ
ニ
ヌ
ネ
ノ
ハ
ヒ
フ
ヘ
ホ
マ

ミ
ム
メ
モ
ヤ
ユ
ヨ
ラ
リ
ル
レ
ロ
ワ
ン
゛
゜

通信コマンド(1WMPD4003506)

末永くお使いいただくために株式会社エー・アンド・デイ
当社製品をご購入いただきありがとうございます。
当社では、ご購入いただいた製品を末永くご使用いただくために、次のような保守サービス体制
でのぞんでおります。

１． 保証期間
ご購入いただいた日より一ヶ年を保証期間とし、 万一故障が発生した場合には無償で修理させていただきます。（ただし、発生した故障が当社の責任の場合に限ります。）
２． 保証期間を過ぎた場合の保守サービス
保証期間を過ぎた場合には有償で修理サービスを承っております。
また、お客様のご要望によりオーバーホールも承っております。
３． 保守契約のおすすめ
当社ではご購入いただいた製品を常に安心して、ご使用いただくために定期点検保守も行っております。校正費用＋αの料金にて、製品保証をさせていただいております。
詳しくは保守サービス料金表をご参照下さい。

お問い合わせ先

（１）本書の内容の全部または、一部を無断で転載することは固くお断り致します。
（２）本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

ＲＡ２０００シリーズ／ＤＬ２８００Ａ
通信コマンド取扱説明書(1WMPD4003506)
２０１７年

７月 第１版

株式会社エー・アンド・デイ