TM3000
ミニコンバータユニット
IM-F2153-J01

取扱説明書

2版
初版

2022 12 E
2021 06 E

＜目次＞

TM3000 シリーズ
ミニコンバータユニット目 次
はじめにお読みください 本書で使用しているマークについて .............................................................................................................Ⅰ 一般的な注意事項 ..........................................................................................................................................Ⅰ 電気的接続について ......................................................................................................................................Ⅱ 材質について .................................................................................................................................................Ⅱ ガラス、樹脂を使用している製品について ..................................................................................................Ⅱ ガラス管・樹脂管面積流量計の使用について ..............................................................................................Ⅲ 防爆仕様で納入された製品について .............................................................................................................Ⅲ
1. 記載されている機種 ............................................................................................................................................. 1
2. 受入・保管............................................................................................................................................................ 2
2.1 受入 ..................................................................................................................................................................................2
2.2 保管 ..................................................................................................................................................................................2

3. 製品概要 ............................................................................................................................................................... 2
4. 製品仕様 ............................................................................................................................................................... 3
4.1 標準仕様 ..........................................................................................................................................................................3
4.2 形式コ－ド .......................................................................................................................................................................4

5. 表パネル名称と機能 ............................................................................................................................................. 5
6. リアパネル............................................................................................................................................................ 57. 外形寸法 ............................................................................................................................................................... 5
8. 設置 ....................................................................................................................................................................... 6
8.1 設置場所 ..........................................................................................................................................................................6
8.2 変換器の設置 ...................................................................................................................................................................6

9. 電気接続 ............................................................................................................................................................... 7
9.1 配線上の注意 ...................................................................................................................................................................7
9.2 ケーブルの配線 ...............................................................................................................................................................7
9.3 端子配置図 .......................................................................................................................................................................8
9.4 流量検出器の接続 ............................................................................................................................................................99.4.1 TF-900/1000/11□0/13□0 との接続 .......................................................................................................................99.4.2 TF-12□0/14□0 との接続 .......................................................................................................................................99.4.3 TF-53□0/63□0 との接続 .......................................................................................................................................99.4.4（H-）EP-TF-53□0 との接続................................................................................................................................10
9.4.5 TF-901/1001/11□1/13□1 との接続 .....................................................................................................................10
9.4.6 TF-12□1/14□1 との接続 .....................................................................................................................................10
9.4.7 TF-1161 との接続..................................................................................................................................................11
9.4.8 HM1000/5000 シリーズとの接続..........................................................................................................................11
9.4.9 旧機種（TM-2000）専用ケーブルの互換性について ..........................................................................................11
9.5 外部機器の接続 .............................................................................................................................................................129.5.1 アナログ出力 ........................................................................................................................................................129.5.2 積算パルス出力.....................................................................................................................................................129.5.3 警報出力................................................................................................................................................................13

IM-F2153-J01

＜目

次＞

9.5.4 リセット端子 ........................................................................................................................................................13
9.5.5 RS-485 通信ケーブル、終端抵抗仕様 ..................................................................................................................13

10. 運転 ................................................................................................................................................................... 13
10.1 チャンネル番号の設定 ................................................................................................................................................13
10.2 ループチェック機能 ....................................................................................................................................................13

11. 設定値の変更 .................................................................................................................................................... 14
11.1 キー操作の基本 ...........................................................................................................................................................14
11.2 設定項目 ......................................................................................................................................................................15
11.3 設定項目の解説 ...........................................................................................................................................................16
11.3.1 コード「00」チャンネル番号 ............................................................................................................................16
11.3.2 コード「01」表示桁・表示内容・流量単位 ......................................................................................................16
11.3.3 コ－ド「02」最大流量値 ...................................................................................................................................17
11.3.4 コ－ド「03」カットオフ流量値 ........................................................................................................................17
11.3.5 コード「04」積算乗数 .......................................................................................................................................18
11.3.6 コード「05」 フィルター係数 ..........................................................................................................................18
11.3.7 コード「06」警報 0（上限警報）の設定 ..........................................................................................................19
11.3.8 コード「07」警報 1（下限警報）の設定 ..........................................................................................................19
11.3.9 コード「08」警報の状態設定 ............................................................................................................................20
11.3.10 コード「09」アナログ出力ゼロ調整値 ...........................................................................................................20
11.3.11 コード「10」アナログ出力ゲイン調整値........................................................................................................21
11.3.12 コード「11」ゼロ調整値 .................................................................................................................................21
11.3.13 コード「12」RS-485 ID アドレス ................................................................................................................22
11.3.14 コード「13」RS-485 データ形式 .................................................................................................................22
11.3.15 コード「14」RS-485 通信速度 .....................................................................................................................22
11.4 積算流量表示のリセット .............................................................................................................................................23
11.5 ゼロ点調整 ...................................................................................................................................................................23

12. 保守・点検........................................................................................................................................................ 24
12.1 ゼロ点の点検 ...............................................................................................................................................................24
12.2 ヒュ－ズの交換 ...........................................................................................................................................................24

13. 通信機能 ........................................................................................................................................................... 25
13.1 通信規格 ......................................................................................................................................................................25
13.2 メッセージ構成 ...........................................................................................................................................................25
13.3 応答メッセージ ...........................................................................................................................................................25
13.3.1 正常時応答 ..........................................................................................................................................................25
13.3.2 異常時応答 ..........................................................................................................................................................26
13.3.3 無応答 .................................................................................................................................................................26
13.4 メッセージフォーマット .............................................................................................................................................27
13.4.1 保持レジスタ内容読み出し【ファンクションコード：03H】..........................................................................27
13.4.2 入力レジスタ内容読み出し【ファンクションコード：03H】..........................................................................28
13.4.3 保持レジスタ書き込み（単独）【ファンクションコード：06H】 ..................................................................29
13.4.4 保持レジスタ内容書き込み（連続） 【ファンクションコード：10H】 .........................................................30
13.5. 通信用メモリーテーブル ............................................................................................................................................31

14. トラブルシューティング ................................................................................................................................. 32
付録. 設定値記録表（確認用） .............................................................................................................................. 33

IM-F2153-J01

＜はじめにお読みください＞ Ⅰ

はじめにお読みください
このたびは弊社製品をご採用いただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書には本製品の設置方法、取扱い上の注意事項等が記載されていますので、ご使用前に必ずご一読ください。

■ 本書で使用しているマークについて
本書は、弊社製品のご使用に際しお客様にご注意いただきたい内容について記載しています。
この記載内容は弊社全製品に共通する事項となります。
次の表示の区分は、表示内容を守らずに誤って使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

この表示は、取り扱いを誤った場合に「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

この表示は、取り扱いを誤った場合に「軽傷を負う可能性または物的損害の発生が想定される」内容です。

弊社製品を安全かつ正しくご使用いただくための内容です。

■ 一般的な注意事項●製品は工業計器としての用途にのみ使用し、その他の用途には使用しないでください。
●製品は工業計器として最適な品質管理のもとに製造、調整、検査を行い納入しております。みだりに改造や変更を行うと本来の性能を発揮できないばかりか、不具合や事故の原因となります。改造や変更は絶対に行わないでください。改造や変更の必要がある場合は弊社までご連絡ください。
●仕様書に記載された仕様範囲内での使用を厳守してください。この範囲を超えた条件での使用は故障、破損の原因となります。
●設置作業の際は必ず安全靴、手袋、保護メガネなどの防護手段を講じてください。
●プロセスへの設置・接続の際は必要に応じてプラントあるいは装置の停止を行ってください。
●重量の大きな製品の設置は落下による人体・器物などへの損傷または過大な衝撃、破損などが生じないよう吊下方法を含めた安全措置を講じてください。また、製品設置箇所では必要に応じて配管サポート等の処置を行ってください。

●製品の運搬は納入時の梱包状態で行ってください。
運搬作業時は製品の落下による人体・器物などへの損傷または過大な衝撃による破損などが生じな
いよう安全措置を講じてください。
●開梱後、製品の中には、水、埃、砂などを入れないでください。
●プロセスへの設置・接続に必要な締結部品のボルト、ナット、ガスケット（パッキン）は、原則としてお客様の所掌となります。圧力、温度などの仕様や耐食性を確認して適切なものを選定してください。
●プロセスへの設置・接続の際は、接続継手の規格・寸法合わせが正しいか確認し、接続配管との偏芯、フランジの倒れがないように設置してください。正しく行われない場合は製品の故障、誤動作、破損などの原因となります。

＜はじめにお読みください＞ Ⅱ●保管の際は納入時の梱包状態で保管してください。保管の環境については本書を参照ください。
●設置後、製品を「足場」として使用するなど、荷重を掛けないでください。故障、破損の原因となります。
●製品に貼付されているラベルに表示されている注意事項は、必ず守ってください。
●製品は最適な品質管理のもとに製造、調整、検査を行い納入しておりますが、不測の要因で故障が発生する可能性もあります。運転・安全上の重大な問題が発生するプロセスにおいては、万が一に備えて同様な機能を果たす機器を併設、二重化を行うなど、より一層の安全性の確保を推奨します。

■ 電気的接続について●電気配線（結線）に際しては仕様書、本書などに記載されている内容を確認のうえ、正しく配線（結線）してください。誤配線（結線）は機器の故障の原因となるばかりでなく、事故の原因となることがあります。また、配線（結線）作業の際は電源が遮断されていることを確認し感電に注意してください。
●電源を接続する製品の場合は、仕様書、本書を参照して電圧および消費電力を確認して適合する電源を接続してください。適合する電源以外の電圧の電源に接続した場合、機器の破損や作動の不具合、事故につながる恐れがあります。
●通電中は、感電事故防止のため内部の機器には絶対に触れないでください。

●設置工事から電気配線作業完了にいたる間、雨水などが製品内に入らないよう注意してください。
また、配線完了後は遅滞なく正しく防水措置を実施してください。

■ 材質について●材質の指定がない場合には使用条件・運転条件から最適な材質選定に努めておりますが、実際のプロセスにおける使用条件・運転条件につきましては知見できないこともあります。最終的な材質の決定および耐食性や適合性の確認はお客様の責任で行ってください。製品の材質は仕様書に記載されています。

■ ガラス、樹脂を使用している製品について●製品の接液部または測定部、表示部の材質にガラス、樹脂を使用している場合、過度の加圧、温度
衝撃、急激な流体の流入の衝撃圧などによりガラス、樹脂が破損する場合があります。
万が一破損した場合、ガラス、樹脂などの破片が飛散するなどして二次災害および作業者に危険が及ぶ恐れがあります。破損の原因となるような運転条件にならないように注意してください。
また、飛散防止の措置を行ってください。

●運搬、保管および運転に際しては、ガラス部、樹脂部に機械的衝撃を与えないように注意してください。
●ガラスはアルカリ系溶剤で侵食されます。アルカリ系溶剤は使用しないでください。
●樹脂は溶剤系の液体で破損することがあります。仕様書、本書などに記載されている流体以外には使用しないでください。
●樹脂は使用環境により劣化が早まることがあります。設置ならびに運転にあたっては、樹脂の耐食性、紫外線耐性などの耐環境性に考慮してください。

＜はじめにお読みください＞ Ⅲ■ ガラス管・樹脂管面積流量計の使用について
ガラス管・樹脂管面積流量計は以下の事項に配慮して使用してください。
●以下の流体条件および使用環境では、ガラス管・樹脂管面積流量計は不適ですので設置しないでください。
・衝撃圧力がある、あるいは衝撃圧力が予想されるプロセス
・万が一ガラス管/樹脂管が破損した場合、二次的な災害が予想されるプロセス－毒性（刺激性、麻酔性などを含む）のある流体－引火性のある流体－爆発性のある流体・ガラスが破損した時にガラス片が飛散し、人身事故などが考えられる場合
・設置場所が、外部からの飛散してきた異物などでガラスの破損が考えられる場合・運転が ON／OFF 運転で、フロートが急上昇し、その衝撃でガラスが破損すると考えられる場合
・流量計に温度衝撃（急冷／急騰）が加わる、あるいは温度衝撃が予想されるプロセス●接液部または測定部にガラスおよび樹脂を使用している製品において、運転停止に伴い流れが停止
して測定液体が測定管内に残留した場合、周囲温度が氷点下になると液体が凍結してガラス、樹脂を破損する恐れがあります。
（一般的には冬期に運転停止して液抜きをしないなど）運転停止中に測定液体が凍結する恐れがある場合は、液体を完全に抜き取ってください。
●樹脂は一般的に金属に比較して機械強度が低く、取扱いには注意が必要です。設置の際は接続配管・継手の寸法違い、偏芯、過大な締結トルクでねじ込むことなどによる機械的応力が加わらないよう注意してください。

■ 防爆仕様で納入された製品について●該当する法規・規則・指針に適合した配線、接地工事を確実に実施してください。また、構造の改造、電気回路の変更などは法令違反であり規則・指針に適合しなくなるので絶対に行わないでください。保守・点検については法令・規則・指針に従い、作業を実施してください。

●製品の防爆等級は仕様書、製品の銘板に記載されています。対象ガスおよび設置場所が防爆関連法
規・規則・指針に準拠するか確認してください。

■ 保守、点検について●製品を保守、点検などでプロセスから取外す際は、測定対象の危険性・毒性に留意して作業を行ってください。関連する配管・機器類からの漏れおよび残留などにより人体・機器類への損傷が生じないよう注意してください。
●電気を使用している製品では感電事故防止のため、電源が遮断されていることを確認してください。

●製品の保守、点検については使用条件・運転条件などによりその周期、内容が異なります。
本書を参照の上、お客様にて実際の運転状況を確認して判断してください。

1
1. 記載されている機種
TM3000 形は下記弊社マスフローメータと組み合わせて使用できます。この他の流量センサでも、電源および出力が合致すれば使用は可能です。その場合の結線などは個別にお問い合わせください。
適応機種

専用ケーブル

TF-900S/900P
TF-1000S/1000P
TF-1110/1120/1130/1140/1150
TF-1320/1330/1340

SC-MM3

TF-1210/1220/1230/1240/1250
TF-1420/1430/1440

SC-MA3

TF-5310/5320/5330/5340
TF-6310/6320/6330/6340

SC-FM3（H-）EP-TF-5310/5320/5330/5340

SC-EP3

TF-901S/901P
TF-1001S/1001P
TF-1111/1121/1131/1141/1151
TF-1321/1331/1341

SC-MX3

TF-1211/1221/1231/1241/1251/1261
TF-1421/1431/1441

SC-MY3

TF-1161

SC-MR3オプション
HM1121B/HM1111B
HM5122B/HM5123B
HM5111B/HM5112B/HM5113B

SC-HM2

IM-F2153-J01

2
2. 受入・保管
2.1 受入
ご注文の製品がお手元に届きましたら、直ちに下記の点についてお調べください。不具合のある場合は、ご注文先にご照会ください。
1) 製品形式・仕様
2) 数量
3) 輸送中の損傷がないこと
4) 付属品の有無

2.2 保管
製品到着後すぐにご使用にならない場合には、下記に示すような場所に保管してください。
1) 検出器内部に絶対に塵、埃が入らない清浄な場所
2) 腐食性ガスがない所
3) 室温に近い所
4) 湿度の低い所
5) 落下物等の衝撃を受ける恐れのない所

3. 製品概要
TM3000 シリーズミニコンバ－タユニットは TF-900/1000/1100/1200/1300/1400、TF-5300/6300、（H-）EP-TF-5300、
HM-1000/5000（オプション）シリ－ズのマスフロ－メ－タと組み合わせて使用する専用変換器です。
DIN72 角のコンパクトハウジングに、マスフローメータへの電源供給、検出器からの信号（DC0～5V または DC4～
20mA）による瞬時流量表示、流量信号再出力、積算流量表示、積算パルス出力、上・下限警報表示・出力、RS-485
通信機能を備えているため各種ガス流量の総量把握やガス注入プロセスの断流防止など幅広く使用することができ、レコーダや上位コントロールシステムへの接続を手軽に行うことができます。
また、最大 6 種類（0～5ch）までのデータ設定が可能です。
ガス種や流量レンジを変更する場合などのデータを入力しておくことで、チャンネル切り替えによりマルチな流量の測定が可能です。

IM-F2153-J01

34. 製品仕様
4.1 標準仕様
アナログ入力（選択）

表示機能

積算機能

警報機能

DC4～20mA（入力抵抗 250Ω）
DC0～5V（入力抵抗 200kΩ）

表示

4 桁 LCD 文字高さ 13mm

表示精度

検出器精度に±0.1%F.S.±1dig 付加

出力（選択）

DC4～20mA（負荷抵抗 500Ω 以内）
DC0～5V（負荷抵抗 100kΩ 以上）

出力精度

検出器精度±0.1%F.S.付加

表示

7 桁 LCD 文字高さ 6mm

積算精度

検出器精度に±0.1%F.S.付加

出力

オープンコレクタ DC30V、20mA Max
パルス幅：50ms（固定）パルスレート：積算カウンタに同期

積算率

最大 36000 c/h

積算リセット

パネルキーまたはリモートによるリセット

表示

赤色 LED 動作時点灯出力

SPST NO（a 接点）または NC（b 接点）

設定数

上限・下限の各 1 点

設定方法

パネルキーまたは RS485 通信による設定

接点容量

SPST、AC125V/0.4A、DC30V/2A

設定精度±1.0%F.S.

設定範囲

フルスケールの 0～100%

ヒステリシス

1±0.5%F.S.（固定）

ローカット ※1

※電源 OFF 時はオープン

標準：2%（パネルキーまたは RS485 通信による設定）
適用範囲：流量表示、流量出力、積算表示、積算パルス出力

通信プロトコル Modbus RTU
RS-485 通信

伝送速度

2400、4800、9600、19200bps から設定

データ形式

8N1、8E1、8O1 から設定

ID アドレス

0～255 から設定機能

瞬時流量・積算値等の出力、設定変更

マルチデータ ※2

6 種類まで設定可（0～5ch）（パネルキーまたは RS485 通信による設定、標準：0 ch）

データバックアップ

設定値、積算値 Flash メモリに記憶、10 年間

電源

AC85～250V 50/60Hz

消費電力

15VA

外部供給電源（選択）DC±12V ＋200mA、－200mA
DC±15V ＋200mA、－200mA

周囲温度/湿度

0～50℃/20～85%RH（結露しないこと）

構造

屋内仕様（IP20 相当）

材質

ガラス繊維入り ABS 樹脂

電気接続

棒状端子

耐電圧

電源～接地端子間

AC1500V 1 分間

絶縁抵抗

電源～接地端子間

20MΩ 以上（DC500V）

質量約 480g

付属品

パネル取付金具 2 ヶ（1 台につき）※1 TF-900/1000 シリーズとの組み合わせ時のみローカットは標準 5％設定となります。
※2 アナログ入力、出力は全チャンネル共通設定となりますので、チャンネルごとの切り替えはできません。

IM-F2153-J01

44.2 形式コ－ド
形式コード
TM

内容

3

アナログ IN

アナログ OUT

外部供給電源1

DC4～20mA

2

DC0～5V1

DC4～20mA

2

DC0～5V1

DC±12V（標準）2

DC±15VIM-F2153-J01

5
5. 表パネル名称と機能●警報1表示動作時点灯します。
(初期設定：上限警報)●表示部
測定モード 上段：瞬時流量表示
下段：積算流量表示
設定モード 上段：設定値
下段：コードNo.

TM3000 CONVERTOR
UNIT:(nor)●警報2表示動作時点灯します。
(初期設定：下限警報)

L/h
m3/h

Hi

●単位表示
測定モード時に点滅します。

L/min
L
m3

●モードキー
測定モード時、2秒以上押すと設定モードに切り替わります。
(→P.7 13. 設定値の変更)(→ 11. 設定値の変更)●アップキー
設定モード時、1度押すごとに点滅箇所の数値を1ずつ大きくします。

Lo
MODE

TOKYO KEISO●シフトキー
設定モード時、1度押すごとに点滅箇所を下位の桁に移動します。

●ダウンキー
設定モード時、1度押すごとに点滅箇所の数値を1ずつ小さくします。

6. リアパネル●端子台（ソケットブロック）●ナット

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

注意

AC
pow

caution111213 14 15 16 17 18 19 20●ホールディングクランプ

7. 外形寸法

72

7

83

14

TM3000 CONVERTOR
UNIT:(nor)
L/h
m3/h

Hi

L
m3

72

L/min

Lo
MODE

TOKYO KEISO

IM-F2153-J01

6
8. 設置
8.1 設置場所
下記の点に注意して設置場所を選定してください。

 機械的振動の少ない所。
 周囲温度がなるべく常温に近い所。（0～50℃）
 湿度が低く水滴などかからない所。（20～85%RH）
 電気的誘導障害のない所。
 埃及び腐食性ガスのない所。
 ニードルバルブを全開または全閉する際は、ハンドルを強く回し過ぎないようにしてください。

8.2 変換器の設置
1) パネル面に指定の角穴をあけます。
2) 本体をパネル前面より入れます。
3) 付属のホ－ルディングクランプ、ナット各 2 ヶで本体をパネルに固定します。
パネル

ホールディングクランプ
ナット M4

φ12

パネルカット寸法□67 +- 0.7
0
8

100以上

90以上

取付間隔寸法 取付パネルの板厚は 1～5mm を推奨します。

IM-F2153-J01

7
9. 電気接続
9.1 配線上の注意
 流量検出器（マスフローメータ）と本器はそれぞれ特定の組み合わせで調整、設定されています。
複数台数を設置する場合には TAG.No.及び MFG.No.などで確認して正しく組み合わせてください。
 本器には電源スイッチがありません。電源の操作は外部で行ってください。
 電源仕様は銘板に記載してあります。合致した電源を接続してください。
 電気接続は電源 OFF の状態で確実に行ってください。感電や思わぬ事故の危険性があり故障の原
因となります。
 AC 電源にノイズが入る恐れのある場合はノイズフィルタを使用してください。
 信号ケーブルは他の動力線との併設は避けてください。不安定な流量表示・出力や、誘導ノイズなどによる誤動作の原因となります。

9.2 ケーブルの配線
本器の端子台は差し込み式ネジ接続端子です。以下の要領で確実に配線を行ってください。
1) 端子ソケットブロックを手前に引き抜きます。
2) ケーブル端末の線芯を奥まで充分に差し込みマイナスドライバーでネジを締めます。
3) 配線終了後は端子ソケットブロックを奥まで確実に差し込んでください。

接続電線サイズ撚線 0.2～3.3mm2（AWG24～12）

電線剥離長さ7mm

端子ネジ締付トルク

Max. 0.8Nm

端子ネジサイズ

M3.0

IM-F2153-J01

89.3 端子配置図
PULSE
OUT

ANALOGOUTDC POWER
TO METERANALOG
IN

9 10

3

4

5

6

7

8

(C)

(E)

(+)

(-)

+V COM -V

1

内容

番号

（＋）RS-485

11

2

C
（＋）

(+)

3

RS-485

1 2

番号

E
（－）

4

（＋）

5

（－）

6

＋V

7

COM

8

–V

9

（＋）

10

（－）

(-)

RESET

HIGH
ALARM

LOW
ALARM

F.G.

(+)

(-)

POWER

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AC85～250V

積算パルス
出力

アナログ出力（－）RS-485

12

積算表示の
リセット

13
14
15
16

検出器用電源内容

17

上限警報出力下限警報出力18
アナログ入力

19
20

接地
AC 電源

 AC 電源は下段の 19、20 です。端子ソケットブロックの差し間違いに注意してください。
 接地は 18 を使用してください。D 種接地工事、アースの抵抗値は 100Ω以下としてください。

※本製品に模擬信号を入力する場合は電源 COM とアナログ入力（－）の端子を接続してください。
接続しない場合、模擬入力受信の精度に悪影響を及ぼすおそれがあります。

DC POWER
TO METERANALOG
IN

6

9 10

7

8

+V COM -V

(+)

(-)

(+) (-)
模擬入力信号

IM-F2153-J01

99.4 流量検出器の接続
TF シリーズと専用ケーブルの組み合わせは『1. 記載されている機種』を参照してください。

9.4.1 TF-900/1000/11□0/13□0との接続
SC-MM3 専用ケ－ブルを使用して接続します。
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

赤 緑 黄 白 黒
ブレード圧着端子＜検出器側＞
コネクタ:AMP製(171822-5)

①赤
②緑
③黄
④白
⑤黒

9.4.2 TF-12□0/14□0との接続
SC-MA3 専用ケ－ブルを使用して接続します。
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

赤 緑 黄 白 黒
ブレード圧着端子＜検出器側＞
M3圧着端子+12V 1赤COM 2緑-12V 3黄(+) 4白(-) 5黒9.4.3 TF-53□0/63□0との接続
SC-FM3 専用ケ－ブルを使用して接続します。
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

赤 緑 黄 白 黒
ブレード圧着端子＜検出器側＞
コネクタ:JAE製(PS-HD10)

A1 白
A3 黒
A4 赤
A5 黄
B1 緑

IM-F2153-J01

10
9.4.4（H-）EP-TF-53□0との接続
SC-EP3 専用ケ－ブルを使用して接続します。

1 2

3

4

5

6

7

8

9 10

赤 緑 青 白 黒
ブレード圧着端子＜検出器側＞
棒圧着端子(+) 1白(-) 3黒+12V 4赤-12V 5青COM 6緑未使用ケーブル(黄・灰・茶)はシースの根本で切断してください。
注:検出器側の圧着端子・熱収縮の施工はお客様の所掌です。

9.4.5 TF-901/1001/11□1/13□1との接続
SC-MX3 専用ケーブルを使用して接続します。

1

2

3

4

5

6

7

赤

8

9 10

緑 白 黒

ブレード圧着端子＜検出器側＞
コネクタ:AMP製(171822-4)

①赤
②緑
③白
④黒

9.4.6 TF-12□1/14□1との接続
SC-MY3 専用ケーブルを使用して接続します。

1

2

3

4

5

6
赤

7

8

9 10

緑 白 黒

ブレード圧着端子＜検出器側＞
M3圧着端子+24V 1赤
0V 2緑(+) 3白(-) 4黒IM-F2153-J01

11
9.4.7 TF-1161との接続
SC-MR3 専用ケーブルを使用して接続します。

1

2

3

4

5

6

7

赤

8

9 10

緑 白 黒

ブレード圧着端子＜検出器側＞
棒圧着端子+24V 1赤
0V 2緑(+) 3白(-) 4黒9.4.8 HM1000/5000シリーズとの接続
SC-HM2 専用ケ－ブル（オプション）を使用して接続します。

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

赤 緑 黄 白 黒
ブレード圧着端子＜検出器側＞

2
3
7
8

白
赤
緑、黒
黄
コネクタ:DDK製(17JE-13090-02(D8B)A-CG)

9.4.9 旧機種（TM-2000）専用ケーブルの互換性について
TM-2000 用ケーブルをそのまま TM3000 端子台に接続すると棒端子が露出し、故障につながるおそれがあります。
TM-2000 用ケーブルを使用する場合は棒端子を根元から切断しブレード端子を圧着するか、あるいは線を直接端子台に接続してください。

■ 改造が必要なケーブル
SC-□□2 および SC-HM

棒端子

ブレード端子TM-2000用
ケーブル

TM3000用
ケーブル

切断■ ブレード端子（推奨）メーカー
型番
TMEXBT-1.25-9-1
ニチフ製

 TM-2000 から TM3000 へ更新の際は専用ケーブルも合わせて交換することを推奨しています。

IM-F2153-J01

12
9.5 外部機器の接続
9.5.1 アナログ出力
アナログ出力の仕様は銘板および納入仕様書に記載されています。出力仕様に適する機器を接続してください。
出力は内部回路とアイソレ－ションされていません。

■ 検出器供給電源

6
7
8

+12V
COM
-12V

■ DC0～5V出力

+12V

-12V

4
DAC

5

■ DC4～20ｍA出力

+12V

-12V

4
DAC

5
-12V

9.5.2 積算パルス出力
積算パルスの出力はオ－プンコレクタ出力です。
出力仕様に適する機器を接続してください。

2 C(+)
3 E(-)

ON時間
50ms

ON
OFF

IM-F2153-J01

13
9.5.3 警報出力
警報 0（上限警報）、警報 1（下限警報）の出力は NO（a 接点）または NC（b 接点）です。接点出力には定格以下の出力仕様に適する機器を接続してください。

 電源 OFF 時、接点はいずれの場合もオ－プンになります。注意してください。

9.5.4 リセット端子
RESET 端子を短絡すると積算流量表示はリセットされます。0.5 秒以上短絡してください。

9.5.5 RS-485通信ケーブル、終端抵抗仕様
1)ケーブルツイストペアケーブルの使用を推奨します。
2)終端抵抗本製品は終端抵抗を内蔵していないため、伝送路の両側に外付けしてください。
抵抗値は伝送路の特性インピーダンスに合わせてください。120Ω～150Ωを推奨します。

10. 運転配線が完了しましたら電源を投入してください。パネル表示が 3 回全点滅し、測定モードになります。測定モ－ドで正常な運転状態では表示器の単位表示の LCD（■）が点滅します。電源投入直後でも動作しますが、精度が必要な場
合は 20 分程度暖機をしてください。

10.1 チャンネル番号の設定（→11.3.1「チャンネル番号」）
1) 測定ガス仕様が１つの場合、チャンネルは標準で「0ch」に設定されています。
2) 測定ガス仕様が複数の場合、チャンネル番号と測定ガス仕様は納入仕様書を参照してください。
3) 測定ガス仕様を切り替える場合には、チャンネル番号を対象の番号に設定してください。
4) 工場出荷時の設定値を記録することを推奨します。付録の記録表をご使用ください。

10.2 ループチェック機能（→11.3.1「チャンネル番号」）
1) チャンネルを「6ch」に設定すると「0ch」に設定されている最大流量の 50%の流量を表示します。
2) チャンネルを「7ch」に設定すると「0ch」に設定されている最大流量の 100%の流量を表示します。
3) 「6ch」、「7ch」とも表示流量に応じて流量出力、積算表示、積算出力、警報表示、警報出力が機能します。
4) ループチェック完了後は測定対象のチャンネル番号に戻してください。
（標準のチャンネルは「0ch」）

IM-F2153-J01

14
11. 設定値の変更
11.1 キー操作の基本
TM3000 CONVERTOR
UNIT:(nor)
L/h
m3/h

Hi

L/min
L
m3

Lo
MODE

TOKYO KEISO

①

②

④

③

① MODE（モード）キー1）測定モードの状態で、モードキーを 2 秒以上押すと設定モードになり、1 度押すごとに表示部下段のコード No.
が「01」から「15」へ順次表示され、再び測定モードに戻ります。
2）設定モード時にモードキーを押すと、次のコード No.に移ると同時に、前のコード No.で設定した値が保存されます。
3）設定モードで 30 秒以上何のキーも押さないと自動的に測定モードに戻ります。
4）設定値を変更した後は必ず測定モードに戻してください。このときモードキーの連続押しは避けてください。
② シフトキー
設定モードにおいて 1 度押すごとに、上段の点滅箇所の桁を下位の桁へ移動します。最下位の桁の次は最上位の桁に移動します。
③ アップキー
設定モードにおいて 1 度押すごとに、上段の点滅箇所の数値を 1 ずつ大きくします。
また、小数点を 1 桁ずつ移動させます。
④ ダウンキー
設定モードにおいて 1 度押すごとに、上段の点滅箇所の数値を 1 ずつ小さくします。
また、小数点を 1 桁ずつ移動させます。

・・・

・

・

・

・

・・・

・

・

・

・

【アップキー、ダウンキーの操作】 項目によっては数値のプラス、マイナスを設定するものがあります。
マイナスの場合、最上位桁に「－」と表示されますがプラスの場合は最上位に符号は表示されません。
符号箇所を点滅させたとき、アップキーまたはダウンキーを押すと符号が反転します。
（→11.3.10「アナログ出力のゼロ調整値」
11.3.11「アナログ出力のゲイン調整値」
11.3.12「ゼロ点調整値」）
 積算乗数のみアップキーまたはダウンキーで小数点位置を変更します。
（→11.3.2「表示桁・表示内容・流量単位」
11.3.5「積算乗数」）

IM-F2153-J01

15
11.2 設定項目
測定モード
モードキーを 2 秒以上押すと設定モードに入ります。
設定モード
コード No.

設定項目

00

チャンネル番号01

表示桁・表示内容・流量単位

02

最大流量値

03

カットオフ流量値

04

積算乗数

05

フィルター係数06

警報 0（上限警報）の設定

07

警報 1（下限警報）の設定

08

警報状態の設定09

アナログ出力のゼロ調整値

10

アナログ出力のゲイン調整値

11

ゼロ点調整値

12

RS-485

ID

13

RS-485Mode

14

RS-485

Baudrate

15

バージョン情報

30秒以上何のキーも押さないと自動的に測定モードに戻ります。

IM-F2153-J01

16
11.3 設定項目の解説
最大流量表示値 100L/min の場合の代表的な設定例を記載します。

11.3.1 コード「00」チャンネル番号
0ch に設定されていることを示します。
＜表示＞

＜内容＞
使用するチャンネルを指定します。
0～5ch：流量測定用
6ch：ループチェック用（50%流量）
7ｃｈ：ループチェック用（100%流量）＜操作＞を押し、設定します。

積算流量は各チャンネル個別の値です。チャンネル変更時は新しいチャンネルの積算流量が表示され、それまでの積算流量は変更前のチャンネルに記録されます。

11.3.2 コード「01」表示桁・表示内容・流量単位
表示桁：4 桁表示、表示内容：瞬時流量表示、流量単位：L/min、積算単位：L を示します。
＜表示＞

① ② ③

Channel No.

＜内容＞

＜操作＞

① 表示桁（選択）３ ： 3 桁表示
４ ： 4 桁表示
② 表示内容（選択）０ ： 瞬時流量表示
１ ： 入力信号表示（電圧または電流）③ 流量単位（選択）
流量単位 積算単位
０ ：
L/h
L
１ ：
m3/h
m3
２ ：
L/min
L

で点滅箇所を移動させ各内容のときを押し、選択します。

1) 表示桁・表示内容は全チャンネル共通設定、流量単位はチャンネル毎に個別設定です。
（ただし ch6・ch7 の設定値は ch0 と連動しており、直接変更することはできません）
2) 流量単位を変更すると、流量単位表示の点灯箇所が選択箇所に移動します。
3) 流量単位を変更するとカットオフ流量値・上限警報流量値・下限警報流量値・最大流量表示値が単位に応じて自動的に変更されます。
（積算乗数は自動変更されません）
4) 流量単位を変更すると積算流量表示はリセットされます。
5) 流量単位変更後の最大流量表示値が「９９９９」以上になる場合は流量単位を変更しないでください。正しく表示
されず、また単位を元に戻しても元の設定値に戻りません。このように変更した場合はコード「02」最大流量表示
値を再設定してください。
6) 入力信号表示の状態で電源 OFF にした場合、電源再投入後は瞬時流量表示となります。

IM-F2153-J01

17
11.3.3 コ－ド「02」最大流量値
最大流量値 100L/min を示します。
＜表示＞

＜内容＞

＜操作＞

流量検出器のフルスケール流量を設定します。

で点滅箇所を移動させ、を押し、設定します。

Channel No.
1) 最大流量表示値はチャンネル毎に個別設定ができます。
（ただし ch6・ch7 の設定値は ch0 と連動しており、直接変更することはできません）
2) 流量検出器から DC5V または DC20mA 信号が入力されたときに表示させる流量値を設定してください。
3) 最大流量表示値を変更すると積算流量表示はリセットされます。

11.3.4 コ－ド「03」カットオフ流量値
カットオフ流量値 2L/min を示します。
＜表示＞

＜内容＞
設定値より小さい値をカットオフします。
瞬時流量表示・アナログ出力・積算流量表示・積算パルス出力に適用されます。

＜操作＞
で点滅箇所を移動させ、を押し、設定します。

Channel No.
1) カットオフ流量値はチャンネル毎に個別設定ができます。
（ただし ch6・ch7 の設定値は ch0 と連動しており、直接変更することはできません）
2) 設定値を 0 にするとカットオフ機能は無効になります。

IM-F2153-J01

18
11.3.5 コード「04」積算乗数
積算乗数 ×1L を示します。
＜内容＞

＜操作＞

積算乗数[1 カウント（パルス）あたりの流量値]を設定します。

点滅箇所はありません。
を押して1000、100.0、10.00、1.000、0.100、0.010、0.001の中から選択してください。

＜表示＞

最大流量表示値
最大積算率 ＝
積算乗数

Channel No.
1) 積算乗数はチャンネル毎に個別設定ができます。
（ただし ch6・ch7 の設定値は ch0 と連動しており、直接変更することはできません）
2) 積算単位は流量単位によってそれぞれ下記の表のように決定されます。
流量単位
L/h

積算単位
L

L/min
m3/h

L
m3

3) 最大積算率が上限値の 36000c/h（10c/sec）を超えた場合、積算値が正しく表示・出力されなくなるおそれがあります。
積算乗数を過剰に小さく設定することは避けてください。
4) 積算乗数を変更するとそれまでの積算流量表示はリセットされます。
5) 電源 OFF 時、積算流量表示は Flash メモリに記憶されます。

11.3.6 コード「05」 フィルター係数
変動量 5%、時定数 1 秒を示します。
＜表示＞①

Channel No.

②

＜内容＞

＜操作＞

設定値
0
1
2

①変動量
機能しない
1%
2%

②時定数
無効
0.125 秒0.250 秒

3
4
5
6
7
8
9

5%
6%
7%
8%
10%
15%
20%

0.375 秒0.500 秒
0.625 秒0.750 秒1.000 秒1.250 秒1.500 秒で点滅箇所を移動させ、を押し、設定します。

1) フィルター係数は全チャンネル共通設定となります。
2) 検出器信号をローパスフィルタに通すことで瞬時流量指示のふらつきを除去することができます。
フィルター係数は最大流量に対する変動量（%）
、時定数（秒）で設定します。
・変動量：0.025 秒前（前回）に処理したデータと今回読み込んだデータとの変動幅
・時定数：入力の 63.2%に達する時間
検出器信号の変化が設定した変動量（%）より大きい範囲ではローパスフィルタは働かず、変動量（%）以内になると設定された時定数のローパスフィルタが働きます。
3) 変動量と時定数のいずれか、または両方を「0」に設定するとフィルターが無効になります。

IM-F2153-J01

19
11.3.7 コード「06」警報0（上限警報）の設定
警報値 90.0L/min を示します。
＜表示＞

＜内容＞
警報 0（標準：上限警報）の値を設定します。

＜操作＞
で点滅箇所を移動させ、を押し設定します。

Channel No.
1) 警報値はチャンネル毎に個別設定ができます。
（ただし ch6・ch7 の設定値は ch0 と連動しており、直接変更することはできません）
2) ヒステリシス幅は 1%F.S.となっています。
3) 警報表示は動作時に LED が点灯します。
4) 警報動作は設定値を 0 にすると無効になります。

11.3.8 コード「07」警報1（下限警報）の設定
警報値 10.0L/min を示します。
＜表示＞

＜内容＞
警報 1（標準：下限警報）の値を設定します。

＜操作＞
で点滅箇所を移動させ、を押し設定します。

Channel No.
1) 警報値はチャンネル毎に個別設定ができます。
（ただし ch6・ch7 の設定値は ch0 と連動しており、直接変更することはできません）
2) ヒステリシス幅は 1%F.S.となっています。
3) 警報表示は動作時に LED が点灯します。
4) 警報動作は設定値を 0 にすると無効になります。

IM-F2153-J01

20
11.3.9 コード「08」警報の状態設定
警報 0 が上限警報かつ NO（a 接点）、警報 1 が下限警報かつ NO（a 接点）である場合を示します。
＜表示＞

＜内容＞
警報 1（①）と警報 2（②）の状態を設定します。

＜操作＞
で点滅箇所を移動させ、を押し設定します。

H：上限警報、L：下限警報
o：NO（a 接点）、c：NC（b 接点）

Channel No.

①②

警報の状態設定はチャンネル毎に個別設定ができます。
（ただし ch6・ch7 の設定値は ch0 と連動しており、直接変更することはできません）

11.3.10 コード「09」アナログ出力ゼロ調整値
アナログ出力ゼロ調整値が 7 の場合を示します。
＜表示＞

＜内容＞
アナログ出力のゼロ調整を行います。
（設定範囲：-99～99）＜操作＞で点滅箇所を移動させ、を押し設定します。

Channel No.
1) 設定値は全チャンネル共通設定となっています。
2) 電圧出力の設定値と電流出力の設定値は別になっています。
3) アナログ入力信号が DC0V または DC4mA のとき、流量表示はゼロだがアナログ出力がずれている場合に設定値を変更します。模擬入力信号にて 0V または 4mA が入力されたことを確認し、設定モードにてテスタまたは外部機器の表示を見ながら設定値を変更してください。

IM-F2153-J01

21
11.3.11 コード「10」アナログ出力ゲイン調整値
アナログ出力のゲイン調整値が 10 の場合を示します。
＜表示＞

＜内容＞
アナログ出力のゲイン調整を行います。
（設定範囲：-99～99）＜操作＞で点滅箇所を移動させ、を押し設定します。

Channel No.
1) 設定値は全チャンネル共通設定となっています。
2) 電圧出力の設定値と電流出力の設定値は別になっています。
3) アナログ入力信号が DC5V または DC20mA のとき、最大流量を表示するがアナログ出力がずれている場合に設定値を変更します。模擬入力信号にて 5V または 20mA が入力されたことを確認し、設定モードにてテスタまたは外部機器の表示を見ながら設定値を変更してください。

11.3.12 コード「11」ゼロ調整値
ゼロ点調整実施後の調整値が 0.3 の場合を示します。
＜表示＞

＜内容＞

＜操作＞

指示値のゼロ点調整を行います。
（設定範囲：最大流量値の±20%）で点滅箇所を移動させ、を押し設定します。

Channel No.
1) 設定値は全チャンネル共通設定となっています。
2) 工場出荷時は「0000」と設定されています。
3) （H-）EP-TF-53□0 耐圧防爆流量検出器のゼロ点調整は本器で行います。
（→11.5「ゼロ点調整」）
この操作を行うたびにゼロ点調整値が上書き保存されます。

IM-F2153-J01

22
11.3.13 コード「12」RS-485

IDアドレス

RS-485 通信の ID が 1 の場合を示します。
＜表示＞

＜内容＞

＜操作＞

RS-485 通信の ID を変更します。
（設定範囲：0～255）

で点滅箇所を移動させ、を押し設定します。

Channel No.
1) 設定値は全チャンネル共通設定となっています。
2) 工場出荷時は「1」と設定されています。
3) 複数台設定する場合は重複しないように設定してください。

11.3.14 コード「13」RS-485

データ形式

RS-485 通信のデータ形式が 8N1 の場合を示します。
＜表示＞

＜内容＞

＜操作＞

RS-485 通信のデータ形式を変更します。

で点滅箇所を移動させ、を押し 0、1、2 の内から設定します。

設定値

設定内容
（データ長、パリティ、ストップビット）Channel No.

0

8N1（8 ビット、なし、1 ビット）1

8E1（8 ビット、偶数、1 ビット）2

8O1（8 ビット、奇数、1 ビット）1) 設定値は全チャンネル共通設定となっています。
2) 工場出荷時は「0」＝8N1 と設定されています。

11.3.15 コード「14」RS-485

通信速度

RS-485 通信の通信速度が 9600bps の場合を示します。
＜表示＞

＜内容＞
RS-485 通信の通信速度[bps]を変更します。

Channel No.

設定値
0
1
2
3

＜操作＞
で点滅箇所を移動させ、を押し 0～4 の内から設定します。

通信速度[bps]
2400
4800
9600
19200

1) 設定値は全チャンネル共通設定となっています。
2) 工場出荷時は「9600bps」と設定されています。
3) ホストコンピュータ側と合致させてください。

IM-F2153-J01

23
11.4 積算流量表示のリセット
測定モードのときシフトキーとダウンキーを同時に押すと、積算流量表示はリセットされます。
また、後部リセット端子からも積算流量表示をリセットすることができます。
（→9.5.4「リセット端子」）

TM3000 CONVERTOR
UNIT:(nor)
L/h
m3/h

Hi

L/min
L
m3

Lo
MODE

TOKYO KEISO

同時に押すとリセットされます。

11.5 ゼロ点調整（H-）EP-TF-53□0 との組み合わせの場合のみ本製品でゼロ点調整を行ってください。
周囲温度の変化などにより、ゼロ点を合わせる必要が生じた場合には以下の要領にて調整を行なってください。
1) 電源投入後、20 分程度暖機をしてください。
2) コード「03」でカットオフ流量値を記録した後、設定値を 0000 にしてください。
3) ガスを完全に止めた状態で測定モード時にシフトキーとアップキーを同時に 3 秒以上押します。
4) 瞬時流量表示とアナログ出力が連動して 0（電流出力の場合は 4mA）となります。
5) コード「03」でカットオフ流量値を元の設定値に戻してください。

TM3000 CONVERTOR
UNIT:(nor)
L/h
m3/h

Hi

L/min
L
m3

Lo
MODE

TOKYO KEISO

同時に3秒以上押すとゼロ点調整ができます。

IM-F2153-J01

24
12. 保守・点検
12.1 ゼロ点の点検
アナログ入力端子 9、10 の入力信号を確認し、調整の必要が生じた場合には調整を行ってください。調整方法は本製品と組み合わせるマスフローメータの形式により異なります。
● TF-900/1000 シリーズ
ミニサーマルマスフローメータの取扱説明書を参照の上、マスフローメータ側でゼロ点調整をしてください。
● TF-53□0/63□0、HM1000/5000（オプション）シリーズ
1) 本製品のコード「03」カットオフ流量値を記録した後、設定値を 0000 にしてください。
2) マスフローメータの取扱説明書を参照の上、マスフローメータ側でゼロ点調整をしてください。
3) コード「03」でカットオフ流量値を元の設定値に戻してください。
●（H-）EP-TF-53□0 シリーズ
本製品でゼロ点調整を行ってください。
（→11.5「ゼロ点調整」）
マスフローメータ側の調整はありません。

12.2 ヒュ－ズの交換
本器には、1A/250V（φ5.2×20）のヒュ－ズが内蔵されています。ヒュ－ズの交換は次の手順で行ってください。
1) 端子ソケットブロックを抜き、本器をパネルから外します。
2) エスカッション、フロントパネルを外します。
3) リアパネルの 4 本の M3 ネジをドライバ－で外します。
4) 内機を引き出します。
5) リアパネル側基板の下部にヒュ－ズホルダ－があります。
6) 側面から細いマイナスドライバーなどでヒュ－ズカバーを外してください。カバー内にヒューズが付いています。
7) ヒュ－ズを交換したら元通りに組み付けてください。

リアパネル

ケース

ヒューズ

表示器

フロントパネル

エスカッション

IM-F2153-J01

25
13. 通信機能
13.1 通信規格
項目内容

インターフェース

RS-485

伝送方式

半二重

同期方式

調歩同期

伝送手順

ModBus 方式 RTU モード

伝送コード

バイナリー

ID アドレス

0～255 より選択

データ形式

スタートビット

1 ビット

データ長

8 ビット

パリティ

偶数、奇数、なし

ストップビット

より選択

1 ビット

伝送速度

2400bps,4800bps,9600bps,19200bps より選択

誤り検出

CRC16

13.2 メッセージ構成
メッセージは ID アドレス、ファンクションコード、データ、エラーチェックの 4 つの部分から構成されています。
ID アドレス

ファンクションコード

データ

エラーチェック(CRC)【ID アドレス】
TM3000 の ID アドレスは初期設定「1」で、正面パネル操作または通信機能により 0～255 より選択可能です。
【ファンクションコード】
TM3000 に実行させたい機能に応じてファンクションコードを選択してください。
ファンクションコード

機能

03H

保持レジスタ読み出し

04H

入力レジスタ読み出し

06H

保持レジスタ書き込み(単独)

10H

保持レジスタ書き込み(連続)13.3 応答メッセージ
13.3.1 正常時応答
指令メッセージが正常に送信された場合、TM3000 の応答メッセージには指令メッセージと同じ ID アドレスとファンクションコードが付加され、以降の構成はファンクションコードによって異なります。
（→13.4「メッセージフォーマット」）

IM-F2153-J01

26
13.3.2 異常時応答
指令メッセージの内容に不具合があった場合、TM3000 は指令を実行せずエラーメッセージを返します。
あるいは単に応答しません。
【エラーメッセージ】
エラーメッセージは ID アドレス、異常時ファンクションコード、エラーコード、CRC から構成されます。
ID アドレス

異常時ファンクションコード

エラーコードエラーチェック(CRC)

ここで、異常時ファンクションコード、エラーコードはそれぞれ指令メッセージのファンクションコードとエラー内容によって決定されます。
指令メッセージ
ファンクションコード

異常時
ファンクションコード

03H

83H

04H

84H

06H

86H

10H

90H

エラーコード

内容

02H

CRC 異常03H

レジスタ数異常04H

レジスタ番号異常●レジスタ数異常：
読み出し/書き込みを行うレジスタの数を下記の上限値より多く指定するとエラーメッセージを返します。
※ファンクションコード「10H」の場合は意味をなさないメッセージを返す場合があります。
このとき指令は実行されません。
●レジスタ番号異常：
下記の上限値より大きいレジスタ番号が読み出し/書き込みの対象になるとエラーメッセージを返します。
指令メッセージ
ファンクションコード

レジスタ数上限値

レジスタ番号上限値

03H

10

511

04H

10

100

06H

―

511

10H

10 ※

511

13.3.3 無応答
指令メッセージの ID アドレスが TM3000 の設定値と一致しない場合、TM3000 は応答を返しません。

IM-F2153-J01

27
13.4 メッセージフォーマット
13.4.1 保持レジスタ内容読み出し【ファンクションコード：03H】（例）ID アドレス 01H の機器から保持レジスタ番号 01H～04H のデータを読み出す場合●指令メッセージ
ID アドレス

01H

ファンクションコード

03H

レジスタ開始番号（上位）00H

レジスタ開始番号（下位）01H

レジスタ数（上位）00H

レジスタ数（下位）04H

CRC（下位）―

CRC（上位）―●正常時応答メッセージ
ID アドレス

01H

ファンクションコード

03H

バイトカウント

08H

レジスタ開始番号の内容（上位）―

レジスタ開始番号の内容（下位）―レジスタ開始番号＋1 の内容（上位）―

レジスタ開始番号＋1 の内容（下位）―レジスタ開始番号＋2 の内容（上位）―

レジスタ開始番号＋2 の内容（下位）―：：レジスタ開始番号＋レジスタ数の内容（上位）―

レジスタ開始番号＋レジスタ数の内容（下位）―CRC（下位）―

CRC（上位）―●異常時応答メッセージ
ID アドレス

01H

ファンクションコード

83H

エラーコード―CRC（下位）―

CRC（上位）―IM-F2153-J01

28
13.4.2 入力レジスタ内容読み出し【ファンクションコード：03H】（例）ID アドレス 01H の機器から入力レジスタ番号 00H～03H のデータを読み出す場合●指令メッセージ
ID アドレス

01H

ファンクションコード

04H

レジスタ開始番号（上位）00H

レジスタ開始番号（下位）00H

レジスタ数（上位）00H

レジスタ数（下位）04H

CRC（下位）―

CRC（上位）―●正常時応答メッセージ
ID アドレス

01H

ファンクションコード

04H

バイトカウント

08H

レジスタ開始番号の内容（上位）―

レジスタ開始番号の内容（下位）―レジスタ開始番号＋1 の内容（上位）―

レジスタ開始番号＋1 の内容（下位）―レジスタ開始番号＋2 の内容（上位）―

レジスタ開始番号＋2 の内容（下位）―：：レジスタ開始番号＋レジスタ数の内容（上位）―

レジスタ開始番号＋レジスタ数の内容（下位）―CRC（下位）―

CRC（上位）―●異常時応答メッセージ
ID アドレス

01H

ファンクションコード

84H

エラーコード―CRC（下位）―

CRC（上位）―IM-F2153-J01

29
13.4.3 保持レジスタ書き込み（単独）【ファンクションコード：06H】（例）ID アドレス 01H の機器に保持レジスタ番号 01H のデータを書き込む場合●指令メッセージ
ID アドレス

01H

ファンクションコード

06H

レジスタ番号（上位）00H

レジスタ番号（下位）01H

レジスタの内容（上位）―

レジスタの内容（下位）―CRC（下位）―

CRC（上位）―●正常時応答メッセージ
ID アドレス

01H

ファンクションコード

06H

レジスタ番号（上位）00H

レジスタ番号（下位）01H

レジスタの内容（上位）―

レジスタの内容（下位）―CRC（下位）―

CRC（上位）―●異常時応答メッセージ
ID アドレス

01H

ファンクションコード

86H

エラーコード―CRC（下位）―

CRC（上位）―IM-F2153-J01

30
13.4.4 保持レジスタ内容書き込み（連続） 【ファンクションコード：10H】（例）ID アドレス 01H の機器に保持レジスタ番号 01H～04H のデータを書き込む場合●指令メッセージ
ID アドレス

01H

ファンクションコード

10H

レジスタ開始番号（上位）00H

レジスタ開始番号（下位）01H

レジスタ数（上位）00H

レジスタ数（下位）04H

バイトカウント

08H

レジスタ開始番号の内容（上位）―

レジスタ開始番号の内容（下位）―レジスタ開始番号＋1 の内容（上位）―

レジスタ開始番号＋1 の内容（下位）―レジスタ開始番号＋2 の内容（上位）―

レジスタ開始番号＋2 の内容（下位）―：：レジスタ開始番号＋レジスタ数の内容（上位）―

レジスタ開始番号＋レジスタ数の内容（下位）―CRC（下位）―

CRC（上位）―●正常時応答メッセージ
ID アドレス

01H

ファンクションコード

10H

レジスタ開始番号（上位）00H

レジスタ開始番号（下位）01H

レジスタ数（上位）00H

レジスタ数（下位）04H

CRC（下位）―

CRC（上位）―●異常時応答メッセージ
ID アドレス

01H

ファンクションコード

90H

エラーコード―CRC（下位）―

CRC（上位）―IM-F2153-J01

31
13.5. 通信用メモリーテーブル●入力レジスタ
R/W

Type

0

瞬時流量

－9999～9999 小数点位置は別項目参照

R

signed int

1

瞬時流量（%表記）－20000～20000＝－200.00～200.00%

Rsigned int

2

積算カウント（上位 4 桁）R

3

積算カウント（下位 4 桁）

積算カウント 0000000～9999999 を（上位 4 桁）－（下位 4 桁）の 16 進数 8 桁で表記R

4

小数点位置（瞬時流量）

0＝####. 1＝###.# 2＝##.## 3＝#.###

R

unsigned int

5

アナログ入力－9999～9999＝－9.999～9.999V
または－99.99～99.99mAR

signed int

6

アナログ出力0～9999＝0～9.999V または 0～99.99mAR

signed int

7

チャンネル番号

0～7

R

unsigned int

8

瞬時流量&積算単位

0＝L/h & L,1＝m3/h & m3,2＝L/min & L［全て（nor）］

R

unsigned int

レジスタ番号

名称

内容

unsigned
long●保持レジスタ（共通項目）
R/W

Type

1

チャンネル番号

0～7

R/W

unsigned int

2

変動数

0～9

R/W

unsigned int

3

時定数

0～9

R/W

unsigned int

4

アナログ出力ゼロ調整値－99～99R/W

signed int

5

アナログ出力ゲイン調整値－99～99R/W

signed int

6

表示内容

0：瞬時流量表示 1：入力信号表示

R/W

unsigned int

R/W

unsigned int

名称

レジスタ番号

内容

データ書き込みにより積算リセット
7

積算リセット

書込データ

リセット対象

0

なし

2000

全チャンネル

0,2000 以外

選択中のチャンネル

8

ファームウェア Ver.

―R

unsigned int

9

RS485 ID アドレス

0～255

R/W

unsigned int

10

RS485 データ形式

0～2

R/W

unsigned int

11

RS485 通信速度

0～3

R/W

unsigned int

R/W

Type

●保持レジスタ（チャンネル個別項目）
名称

レジスタ番号

内容

Ch0

Ch1

Ch2

Ch3

Ch4

Ch5

Ch6

Ch7

30

80

130

180

230

280

330

380 瞬時流量単位&積算単位

0＝L/h & L,1＝m3/h & m3,2＝L/min & L［全て（nor）］

R/W

unsigned int

32

82

132

182

232

282

332

382 積算乗数

0＝0.0001, 1＝0.001, 2＝0.01, 3＝0.1
4＝1, 5＝10, 6＝100, 7＝1000

R/W

unsigned int

33

83

133

183

233

283

333

383 最大流量表示値

0～9999 小数点位置は別項目参照

R/W

unsigned int

34

84

134

184

234

284

334

384 カットオフ流量値

0～9999 小数点位置は別項目参照

R/W

unsigned int

35

85

135

185

235

285

335

385 警報 0 流量値

0～9999 小数点位置は別項目参照

R/W

unsigned int

36

86

136

186

236

286

336

386 警報 0 動作設定

0＝L（NO）, 1＝H（NO）, 2＝L（NC）, 3＝H（NC）

R/W

unsigned int

37

87

137

187

237

287

337

387 警報 1 流量値

0～9999R/W

unsigned int

38

88

138

188

238

288

338

388 警報 1 動作設定

0＝L（NO）, 1＝H（NO）, 2＝L（NC）, 3＝H（NC）

R/W

unsigned int

39

89

139

189

239

289

339

389 小数点位置（最大流量表示値） 0：####. 1：###.# 2：##.##

3：#.###

R/W

unsigned int

40

90

140

190

240

290

340

390 小数点位置（カットオフ流量） 0：####. 1：###.# 2：##.##

3：#.###

R/W

unsigned int

41

91

141

191

241

291

341

391 小数点位置（警報 0）

0：####. 1：###.# 2：##.##

3：#.###

R/W

unsigned int

42

92

142

192

242

292

342

392 小数点位置（警報 1）

0：####. 1：###.# 2：##.##

3：#.###

R/W

unsigned int

43

93

143

193

243

293

343

393 ゼロ点調整値－9999～9999 小数点位置は最大流量と共通

R/W

unsigned int

46

96

146

196

246

296

346

396 表示桁数

0＝3 桁表示、1＝4 桁表示

R/W

unsigned int※Ch6、Ch7 関連項目に直接データを書き込むことはできません。
これらは Ch0 関連項目に連動して書き換えられます。
※メモリーテーブルでは非公開のパラメータも存在します。誤ったレジスタ番号を指定しないよう注意してください。

IM-F2153-J01

32
14. トラブルシューティング
本器にトラブルが起こったときの対処方法を説明します。復旧しない場合、症状及び MFG.No.を弊社営業部まで連絡の上、ご返送ください。ご返却いただいた製品は調査、部品交換、調整などを行い返送します。
トラブル内容主な対処方法・ 電源投入をご確認ください。
・ ヒューズが切れていないかご確認ください。

LCD 表示部が点灯しない

・ AC 電源の接続が正しいかご確認ください。アナログ入力端子に AC 電源を投入した場合は復旧しません。弊社までご連絡ください。
・ 検出器との結線を外してください。点灯する場合、誤配線か検出器故障が疑われます。

LCD 表示部に欠けや余分な表示が見られる
LCD 表示部がホールドする・ 電源を OFF にし、約 10 秒後再投入してください。復旧しない場合は弊社までご連絡ください。
・ 電源を OFF にし、約 10 秒後再投入してください。復旧しない場合は弊社までご連絡ください。

・ 測定ガス仕様とチャンネル番号が正しいかご確認ください。
・ 流量検出器からの入力信号をご確認ください。
・ カットオフ流量値の設定をご確認ください。設定値以下の流量の場合表示されません。
・ 流量検出器に流体が流れていないことをご確認ください。
・ 測定ガス仕様とチャンネル番号をご確認ください。

流体を流していないのに・ 流量検出器からの入力信号をご確認ください。
流量表示される・ 自然対流などで配管内に流れが発生している可能性があります。カッ
トオフ流量値を大きくしてください。
・ 流量検出器を配管から外し流路内を点検してください。
流体を流すと流量表示が ・ 専用ケーブルが他の電力、動力線との併設になっていないことをご確不安定になる認ください。また AC 電源にノイズフィルタなどを使用してください。
・ 保護接地をしてください。
流量表示部が点滅している・ AC 電源が断線していないかご確認ください。

積算表示が正常にカウントされない・ 最大積算率を超えないよう積算乗数が設定されているかご確認ください。

警報表示が動作時に点灯しない

アナログ信号が出力されない・ 上限、下限警報流量値をご確認ください。
・ LED の故障が考えられます。弊社までご連絡ください。
・ 出力仕様を銘板または納入仕様書で確認した後、アナログ出力端子の配線をご確認ください。

9.4 流量検出器の接続
10. 運転11.3.1 チャンネル番号
11.3.2 表示桁・表示内容・流量単位
11.3.4 カットオフ流量値－
11.3.1 チャンネル番号
11.3.2 表示桁・表示内容・流量単位
12.1 ゼロ点の点検
11.5 ゼロ点調整
11.3.4 カットオフ流量値－
9. 電気接続9.3 端子配置図－
11.3.5 積算乗数
11.3.7 警報 0（上限）の設定
11.3.8 警報 1（下限）の設定－
9.5 外部機器の接続
11.3.3 最大流量表示値

・ 流量単位・積算単位、積算乗数をご確認ください。
・ カットオフ流量値をご確認ください。

・ 上・下限警報流量値をご確認ください。
・ 接点出力の定格をご確認ください。
・ リレーの故障が考えられます。弊社までご連絡ください。

デジタル通信後、異常な挙動を示す－

11.3.4 カットオフ流量値

・ 警報の状態設定と警報出力端子の配線をご確認ください。

キー操作を受け付けない－・ 最大流量表示値をご確認ください。

・ フォトカプラの故障が考えられます。弊社までご連絡ください。

警報信号が出力されない

9.3 端子配置図

・ カットオフ流量値の設定をご確認ください。
・ 積算パルス出力端子の配線と外部機器の仕様をご確認ください。

積算パルスが出力されない－12.2 ヒューズの交換

・ 電源電圧・容量をご確認ください。

・ 専用ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
流体を流してもゼロのまま変化しない

参照項

9.5 外部機器の接続
11.3.2, 11.3.4, 11.3.5
表示桁・表示内容・流量単位、
カットオフ流量値、積算乗数－
9.5 外部機器の接続
11.3.9 警報の状態設定
11.3.7 警報 0（上限）の設定
11.3.8 警報 1（下限）の設定
4. 製品仕様－・ 測定モードから設定モードへの移行にはモードキーを 2 秒以上押す必
要があります。

11.1 キー操作の基本

・ 電源を OFF にし、約 10 秒後再投入してください。復旧しない場合は弊社までご連絡ください。

－

・ 誤操作により意図しないパラメータ書き換えが行われた可能性があります。復旧が見込めない場合、弊社までご連絡ください。

13. 通信機能

IM-F2153-J01

33
付録. 設定値記録表（確認用）
No.
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

設定項目
チャンネル番号
表示桁・表示内容・流量単位
最大流量表示値
カットオフ流量値
積算乗数
フィルター係数
警報 0（上限警報）の設定
警報 1（下限警報）の設定
警報の状態設定
アナログ出力ゼロ調整値
アナログ出力ゲイン調整値
ゼロ点調整値
RS-485 ID アドレス
RS-485 データ形式
RS-485 通信速度

設定値
0

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

変更値
0

No.
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

設定項目
チャンネル番号
表示桁・表示内容・流量単位
最大流量表示値
カットオフ流量値
積算乗数
フィルター係数
警報 0（上限警報）の設定
警報 1（下限警報）の設定
警報の状態設定
アナログ出力ゼロ調整値
アナログ出力ゲイン調整値
ゼロ点調整値
RS-485 ID アドレス
RS-485 データ形式
RS-485 通信速度

設定値
3

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

変更値
3

No.
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

設定項目
チャンネル番号
表示桁・表示内容・流量単位
最大流量表示値
カットオフ流量値
積算乗数
フィルター係数
警報 0（上限警報）の設定
警報 1（下限警報）の設定
警報の状態設定
アナログ出力ゼロ調整値
アナログ出力ゲイン調整値
ゼロ点調整値
RS-485 ID アドレス
RS-485 データ形式
RS-485 通信速度

設定値
1

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

変更値
1

No.
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

設定項目
チャンネル番号
表示桁・表示内容・流量単位
最大流量表示値
カットオフ流量値
積算乗数
フィルター係数
警報 0（上限警報）の設定
警報 1（下限警報）の設定
警報の状態設定
アナログ出力ゼロ調整値
アナログ出力ゲイン調整値
ゼロ点調整値
RS-485 ID アドレス
RS-485 データ形式
RS-485 通信速度

設定値
4

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

変更値
4

No.
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

設定項目
チャンネル番号
表示桁・表示内容・流量単位
最大流量表示値
カットオフ流量値
積算乗数
フィルター係数
警報 0（上限警報）の設定
警報 1（下限警報）の設定
警報の状態設定
アナログ出力ゼロ調整値
アナログ出力ゲイン調整値
ゼロ点調整値
RS-485 ID アドレス
RS-485 データ形式
RS-485 通信速度

設定値
2

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

変更値
2

No.
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

設定項目
チャンネル番号
表示桁・表示内容・流量単位
最大流量表示値
カットオフ流量値
積算乗数
フィルター係数
警報 0（上限警報）の設定
警報 1（下限警報）の設定
警報の状態設定
アナログ出力ゼロ調整値
アナログ出力ゲイン調整値
ゼロ点調整値
RS-485 ID アドレス
RS-485 データ形式
RS-485 通信速度

設定値
5

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

変更値
5

IM-F2153-J01

■ サービスネット
製品の不具合などの際は弊社営業担当か、弊社営業所までご連絡ください。
営業所については弊社ホームページをご覧ください。

■ 製品保証弊社ホームページをご覧ください。

All right Reserved Copyright © 2017 TOKYO KEISO CO., LTD.
本書からの無断の複製はかたくお断りします。