SONICMAX®

UL6300 V2
超音波流量計
IM-F2165-J00

取扱説明書

初版

2021 07 E

＜目次＞

このたびは UL6300 V2 超音波流量計をご採用いただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書には本器の設置方法、取扱い上の注意事項等が記載されていますので、ご使用前に必ずご一読ください。

保管場所について本品を保管する場合は、以下に示す条件の場所に保管してください。
・雨や水のかからない場所
・温度が－25～＋60℃、湿度が 80%RH 以下の風通しのよい場所
・振動の少ない場所
・腐食性ガスの少ない場所－目次－■ 本書で使用しているマークについて ....................... 2■ 使用上の一般的注意事項 ........................................ 2

1 概要 ................................. 3

7 運

転 .............................. 21

2 製品内容 ............................. 3

7.1

運転準備 ............................. 21

7.1.1 電源投入前の確認事項 .................... 21
7.1.2 通液 .................................... 21

3 一般的注意事項 ....................... 33.1

電源 .................................. 33.2

測定可能流体 .......................... 43.3

設置配管の注意事項 .................... 47.2

4 設置場所の選定 ....................... 54.1

変換器 ................................ 54.2

検出器 ................................ 5

運

転 ............................... 21

7.2.1 通 電 .................................. 21
7.2.2 配管及び流体データの設定・センサー間距離の確認（注） .................................... 22
7.2.3 ゼロ調整 ................................ 28
7.2.4 積算表示のリセット ...................... 29
7.2.5 運転開始 ................................ 29

8 データ設定 .......................... 30
8.1 設定の概要

5 設置 ................................. 8......................... 30

5.1

変換器の設置 .......................... 8

8.1.1 設定手順 ................................ 30
8.1.2 設定項目一覧 ............................ 32

5.2

変換器の配線 .......................... 88.2 設定例 ............................... 35

5.2.1 配線上の注意 ............................. 8
5.2.2 端子間の配置 ............................. 8
5.2.3 使用ケーブル ............................. 9
5.2.4 超音波センサ用信号ケーブルの変換器への結線 ................................ 10
5.2.5 電源の結線 .............................. 11
5.2.6 アナログ出力の結線 ...................... 11
5.2.7 パルス出力の結線 ........................ 125.2.8 状態出力の結線 .......................... 12
5.2.9 接地 .................................... 128.2.1 アナログ出力（DC4-20mA）の設定 ........... 35
8.2.2 流れ方向の設定 ........................... 38
8.2.3 表示内容設定 ............................ 39
8.2.4 周波数出力（frequency output）の設定 .... 47
8.2.5 パルス出力（pulse output）の設定 ........ 50
8.2.6 任意単位の設定 .......................... 52
8.2.7 正逆両方向出力の設定 .................... 55

5.3

検出器の設置 ......................... 13

6.2

表示器 ............................... 20

8.4

エラー内容および対処 ................. 59

9.1

トラブルシュート .................. 67

9.2 予備品 ............................... 67

6 変換器各部の名称および機能 .......... 20
変換部表示パネル ..................... 20

機能テスト ........................... 57

9 保守 ................................ 67

5.3.1 超音波センサの取り付け .................. 13
5.3.2 超音波センサ用信号ケーブルの結線および超音波センサの設置 ................................ 17

6.1

8.3

10 参考資料 ........................... 74
75

1/75
IM-F2165-J00

■ 本書で使用しているマークについて

本書では、安全上絶対にしないでいただきたいことや注意していただきたいこと、また、取扱い上守っていただきたいことの説明に次のようなマークを付けています。これらのマークの箇所は必ずお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性や製品の破損または付帯設備等の物的損害の発生が想定される内容を示します。

注記

この表示は製品の取り扱い上、必要不可欠な操作や情報を示しています。

■ 使用上の一般的注意事項
材 質

改造等の禁止警告

注意

本製品は工業用計器として厳密な品
質管理のもとに製造・調整・検査を行い納入しております。
みだりに改造や変更を行うと本来の性能を発揮できないばかりか、作動
不適合や事故の原因となります。改造や変更は行わないでください。
仕様変更の必要がある場合は当社までご連絡ください。
使用条件の厳守

警告

制御上の安全性

納入仕様書あるいはテクニカルガイ
ダンスに記載された仕様、圧力、温度の範囲内での使用を厳守してください。
この範囲を超えた条件での使用は事
故、故障、破損などの原因となりま
す。

警告

用 途

注意

本製品の材質については納入仕様書あるいはテクニカルガイダンスに記載されています。当社でもお客様の仕様をお伺いし最適な材質選定に努めており
ますが、実際のプロセスにおいては混入物などの影響があり、耐食性等が万全でないこともあります。
耐食性・適合性のご確認、最終的な材質の決定はお客様の責任でお願いいたします。

本製品は計器としての用途にのみ使用し、その他の用途には使用しないでください。

本製品は工業計器として最善の品質管理のもとに製造、調査、検査を行い納入いたしておりますが、各種の原因で不測の故障が発生する可能性もあります。安全上の重大な問題が発生する可能性のあるプロセスコン
トロールなどにおいて本製品を使用する場合は、万一に備えて本製品に加えて同様な機能を果たす機器を併設し、二重化を行うことにより一層の安全性を確保してください。

保守・点検

警告

本製品を保守、点検などのためにプロセスから取り外す際は、測定対象物の計器内への付着に注意してください。
測定対象物に腐食性や毒性がある場
合は、作業者に危険がおよびます。

2/75
IM-F2165-J00

1 概要
本機はクランプオン方式の超音波流量計です。15mm(1/2’’)から 4000mm(160’’)までの金属、プラスチック配管内の液体流量を計測することが出来ます。
既存の配管に外部から超音波センサをクランプ方式で取り付けるだけですので、可動部や圧力損失が無く手軽に非接触で流量測定が可能です。
測定精度、安定性などは超音波センサの取り付けに大きく依存しますので、センサの取り付けには充分注意を払ってください。

2 製品内容
本機は以下の内容で納入されます。不足、欠損などがあった場合は速やかにお買い求め先へご連絡ください。

番
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

内容

数量

1
変換器
センサ
1 (注 1)
超音波センサ用信号ケーブル（SMB プラグ付、標準 10m） 1
1
センサ取り付けバンドセット
1
センサ用グリ－ス
1
巻尺
1
取扱説明書
1
データカード1
2 インチパイプ取り付け金具（注 2）
1
中継ボックス（注 3）
4
ラージセンサ用バンド固定治具（注 3）

注 1：ラージセンサタイプ（口径 200～4000mm 用）はセンサ取付方法が Z 法のため、2 個付属します。
注 2：2 インチパイプ取り付け指定時のみ付属します。
注 3：ラージセンサタイプ及びスモール・ミディアムセンサでケーブル長 21ｍ・31ｍを選択された時のみ付属します。

3 一般的注意事項

注記

3.1 電源
接続する電源は下記内容にご注意ください。
1)

電圧
AC タイプの変換器では AC85~250V の範囲の電源を使用してください。
DC タイプでは DC12～24V の電源を使用してください。

2)

周波数（AC タイプのみ）
電源周波数は 50/60Hz としてください。

3)

他の電源との共用
電源は必ず計装用電源を使用し、動力用電源との共用は避けてください。

4)

ノイズ
近傍にインバータなどのノイズ源がある場合は、
ノイズフィルタにより発生源側でノイズを確実に除去してくだ
さい。

5)

瞬時停電
電子機器ですので瞬時停電の無いよう注意ください。

3/75
IM-F2165-J00

3.2 測定可能流体

注記

本器では液体全般を測定できますが、下記の制限があります。
1)

流体温度
センサ取付け表面温度が-40～＋120℃に制限されていますので、流体温度がこの温度範囲内であることを確認してください。

2）流速設定可能な最小フルスケールは流速換算で 0.5 m/s です。流速が極めて遅いラインでは正しく測定できません。
下式によりフルスケールでの流速を求めて 0.5 m/s 以上であることを確認してください。

104 Q

V 

9 D

2

V
Q
D

:
:
:

流速 (m/s)
流量 (m3/h)
パイプ内径(mm)3）レイノルズ数
レイノルズ数 Re が 10000 以下の場合は測定精度が低下します。特に小口径で高粘度流体の場合はレイノルズ数が小さくなるのでご注意ください。

Re 

7

10  Q9  D

4）音速設定可能な流体の音速は 500 ~ 2500m/s です。

3.3 設置配管の注意事項
1)

 :
Q :
 :
D :

密度 (g/cm3)
流量 (m3 /h)
粘度 (mPa･s)
パイプ内径 (mm)注記

設置可能な配管
測定可能な配管は以下の通りです。
スモールセンサ ： 15mm ~ 100mm
ミディアムセンサ： 50mm ~ 400mm
ラージセンサ： 200mm ~ 4000mm
ラージセンサタイプ（口径 200～4000mm 用）はセンサ取付方法が Z 法となります。
材質

2)

金属全般
プラスチック（PVC、PVDF など）
ライニング管（ご相談ください）

超音波センサの取付位置
・ 溶接（溶着）線部分を避けて超音波センサを取り付けて下さい。
・ 古い鉄系の配管では、内部の錆、腐食などにより超音波が正しく伝搬せず、測定できない場合があります。
超音波センサの設置場所を変更して適所を探してください。
・ 配管表面の超音波センサを取り付けようとする場所に錆や厚いコーティングがある場合には、これらを取り除いてください。

4/75
IM-F2165-J00

4 設置場所の選定
4.1 変換器

注記

設置場所は下記の条件を考慮してください。
1)

周囲温度が-40°C ~ +65°C、湿度が 80%RH 以下の所
長期間安定してご使用いただくため、できるだけ常温・常湿の所に設置することをおすすめします。

2)

振動の少ない所

3)

埃や腐食性ガスの少ない所
やむを得ず腐食性ガスの多い所に設置する場合は、エアパージを行ってください。

4)

直射日光の当たらない所

5)

水没する恐れのない所

6)

誘導障害を受ける恐れのない所
動力機器の近くなどは避けてください。

7)

保守・点検が容易にできる所

4.2 検出器

注記

1)

屋外設置の場合は直射日光や雨水を避けるため、適当な遮光、防水措置をご検討ください。

2)

流量停止した場合でも、常に満水となるような場所を選定してください。

3)

センサを取り付けるためには最低 900mm 以上のフラットな管壁が必要です。適当な場所を選択してください。

4)

ポンプ直後など、極度に大きな振動のある場所は避けてください。
振動により超音波センサの管壁への密着性が悪くなり、精度不良などの原因となります。

5)

上下流直管長について
本器は流速検知形の流量計ですので、正しい測定のためには下図に示す上下流直管長が必要です。
※直管長が取りきれない場合、弊社の精度範囲から外れる場合があります。
渦流、旋回流が認められる場合には、上記直管長をさらに長くするか、整流器を設置してください。

5/75
IM-F2165-J00

6/75
IM-F2165-J00

6)

液体混合プロセスの流量計測を行う場合には、混合を行っているポイントから 30D 以上下流にセンサを設置してください。混合点近傍での計測は出力変動の原因となる場合があります。

7)

その他の注意事項
図 4.1 ~ 図 4.5 にその他の注意事項を図示します。注意してください。

水平配管では超音波の伝播面をなるべく水平にして、気泡の影響を避ける。
（下図 3 の位置）

③センサ設置範囲

図 4.4

7/75
IM-F2165-J00

5 設置
5.1 変換器の設置
本器は取付方法により壁取付形と 2B パイプ取付形があります。いずれの場合にも配線接続口が下向きとなるように取り付けてください。配管接続口が横または上向きになるように取り付けた場合、変換器内に水が浸入し、計器の誤作動あるいは事故の原因になることがあります。

5.2 変換器の配線

注記

5.2.1 配線上の注意
1) 超音波センサ~変換器間の信号ケーブルおよび出力信号ケーブルは電源線または動力線等から分離し、動力機器に近接することのないよう敷設してください。各ケーブルの分離は電線管の使用をおすすめします。
2) 超音波センサ用信号ケーブルの接続の際は、線端の SMB プラグを受け側に奥まで差し込んでください。
3) ケーブル線芯の端子への接続は、線芯を端子の奥まで差し込み確実に行って下さい。ただし、端子ネジをあまり強く締めすぎるとネジが折れることがありますのでご注意ください。
4) 配線接続口の防水処理を確実に行ってください。

5.2.2 端子間の配置
V2

１ライン測定用変換器

変換器 UFC300F V2

8/75
IM-F2165-J00

5.2.3 使用ケーブル
1)

超音波センサ~変換器ケーブル
付属の専用同軸ケーブルを使用してください。
ケーブル長は標準 10m です。
ケーブル長が 10m 以上必要な場合は 21ｍまたは 31m の延長ケーブルを選択することも可能です。
例えば 21ｍのケーブルを選択した場合、以下のような組み合わせとなります。
21m（変換器‒ 中継ボックス間 15m + センサケーブル 6m/合計 21m）

2)

電源用ケーブル
公称断面積 0.5 ~ 2.5mm2 のケーブルを使用して下さい。（お客様所掌）（ビニルシースケーブル、ビニルキャプタイヤケーブルなど）

3） 出力信号用ケーブル
公称断面積 0.5 ~ 1.5mm2 のケーブルを使用してください。（お客様所掌）（ビニルシースケーブル、ビニルキャプタイヤケーブルなど）

9/75
IM-F2165-J00

5.2.4 超音波センサ用信号ケーブルの変換器への結線
1.

超音波センサ用信号ケーブルシールド部を、下記図 1a の②及び図 2 の④のアースクランプに接地
してください。

2.

SMB プラグ着脱用専用工具が、変換器下部の SMB プラグ部分に収納されております。
専用工具は、紛失を防止するために、細いプラスチックロープにつながっています。(図 2 の③を参照)
これを使用して、超音波センサ用信号ケーブルと変換器の接続はケーブル両端の SMB プラグで行
います。

3.

変換器下部の SMB コネクタピンに 1.1、1.2 もしくは 1U、1D と表示してあります。
（図 1b の①及び図 2 の②を参照）
2 芯の超音波センサ用信号ケーブルは、線芯別に Blue（青）:1.1 もしくは U と Green（緑）:1.2
もしくは D の色分けとナンバーリングにて識別されております。
Blue（青）：1.1 もしくは U を変換器側 1.1 もしくは 1U、Green（緑）：1.2 もしくは D を変換器側
1.2 もしくは 1D に接続してください。

4.

尚、変換器 1 台で 2 ラインの同時測定などの場合は追加のセンサを変換器下部の SMB コネクタピ
ン 2.1、2.2 もしくは 2U、2D に接続してください。

変換器 UFC300W V2

図 1a

図 1b

SMB プラグ

図2

変換器 UFC300F V2

プラグ着脱用専用工具

SMB プラグ

10/75
IM-F2165-J00

5.2.5 電源の結線
1)
2)
3)

変換器の仕様電圧と、接続しようとしている電源電圧が一致していることを確認してください。
電源を入力側端子の L，N に結線して下さい。DC タイプでは L（L＋）が+24V、N（L－）が 0V となります。
電源は必ず計装用電源などを使用し、動力用電源と共有することは避けてください。
N

L

L-

L＋

－

＋

～
AC 電源

DC24V
(DC9～31V)

5.2.6 アナログ出力の結線
1）通常の結線（内部電源使用）
１ライン測定用変換器の場合は、端子 A＋/ A に受信計器を接続してください。
２ライン測定用変換器の場合は、端子 A＋/ A と端子 C/ C－に受信計器を接続してください
DC4-20mA が出力されます。電流出力は電源および他の出力とアイソレートされています。
A

A－

Ｃ

A＋

－

－
受信計器

Ｃ－

受信計器

A

A
＋

＋

 許容負荷抵抗は 1000Ωです。電流発信用の電源は内蔵されているので外部電源は不要です。

注意
A＋/ A 間に電圧を印加しないでください。

2）外部電源を使用する場合の結線（A / A－端子間のみ）
2 線伝送器用受信計など伝送用電源を内蔵した受信計器を使用する場合は、A / A－端子間に接続してください。
A

A－

A＋

A

受信計器

+
+

-

外部電源(DC32V 以下)

 外部電源の電圧は DC32V 以下としてください。

11/75
IM-F2165-J00

5.2.7 パルス出力の結線
パルス出力はオープンコレクタ出力です。
１ライン測定用変換器の場合は、端子 D / D－から出力されます。
２ライン測定用変換器の場合は、端子 B / B－と端子 D / D－から出力されます。

注記
ＤＤ－（B） （B－）

端子機能の組み合わせを変更した場合は
端子 D/D-は状態出力となり、端子 B/B-状態
出力またはコントロール入力となります。

+

オープンコレクタ
入力形

カウンタ

負荷定格：DC32V 以下, 100mA 以下（≦10Hz）, 20mA 以下（≦10kHz）

 負荷定格内で使用してください。

 出力は電源および電流出力とアイソレートされています。

5.2.8 状態出力の結線
状態出力はオープンコレクタ出力です。
１ライン測定用変換器の場合は、端子 B / B－、C / C－から出力されます。
尚、２ライン測定用変換器の場合は、端子 B / B－と端子 D / D－を状態出力に変更することも可能です。

注記

端子機能の組み合わせを変更した場合は端子 B / B－はコントロール入力となります。

B（Ｃ） B-（Ｃ-）

＋

－
受信計器

オープンコレクタ
入力形

 負荷定格内で使用してください。
 出力は電源および電流出力とアイソレートされています。

負荷定格：DC32V 以下, 100mA 以下

5.2.9 接地
変換器ケースの接地端子を使用してください。
（D 種接地、接地抵抗 100以下）

12/75
IM-F2165-J00

5.3 検出器の設置

注記

5.3.1 超音波センサの取り付け
超音波センサの取り付けには V 法、W 法、Z 法の 3 種類があります。
下記に示しますように、センサタイプと適用配管口径によって、取付方法が決まっています。
センサタイプ
スモール
ミディアム
ラージ

適用配管口径15mm / 1/2”～100mm / 4”50mm / 2”～400mm / 16”200mm / 8”～4000mm / 160”

取付方法
V 法または W 法
V 法または W 法
Z 法または V 法)

1：Z 法(1 traverse ) 2：V 法 (2 traverses )3：W 法 ( 4 traverses )スモール／ミディアム センサレールの配管への固定
付属のセンサ取り付けバンドを使って下図のように配管に取り付けてください。

Ⅰ．センサ取り付けバンドを上図①の箇所に差し込んでロックしてください。
差込みは上図②の 2 箇所です。
Ⅱ．差し込んだセンサ取り付けバンドを、上図④から③の方向に配管円周上に回してください。

13/75
IM-F2165-J00

Ⅲ．配管円周上を回したセンサ取り付けバンドを上図⑤の位置に差し込み、反対側より引っ張り固定してく
ださい。

注意：
水平配管に取り付ける場合は、超音波の伝播経路が地面に対して水平になるように取り付けてください。
伝播経路を垂直にすると、管内の気泡により超音波が伝播せず、正常動作しなくなる可能性があります。
Ⅳ．センサレールが配管軸と水平になるように取り付けて、マイナスドライバーにて上図⑥のセンサ取り付け
バンド固定ネジを回してバンドを増し締めし、上図⑦に示すように固定してください。

ラージ センサレールの配管への固定
付属のセンサ取り付けバンドを使って下図のように上流側／下流側センサを各々配管に取り付けてください。
ラージセンサレールを設置する前に 7.2.2 項の『センサ間距離の設定』にてセンサ間距離を事前に確認願います。
（１） 上流側ラージセンサレール取り付け方法
Ⅰ．センサ取り付けバンドを下図①,②に示すように、センサの固定金具部に通してください。
流れ方向については、センサレールに明記してある流れ方法に合わせてください。
Ⅱ．センサレールの固定金具に通したバンドを、ラージセンサ用バンド固定治具の下図③の箇所に差し込んでロックしてください。
Ⅲ．センサ取り付けバンドを下図④の方向に配管円周上に回してください。
Ⅳ．下図⑤に示すようにラージセンサ用中継ボックスをセンサ取り付けバンドに設置してください。
Ⅴ．配管円周上を回したセンサ取り付けバンドを下図⑥,⑦に示すように、ラージセンサ用バンド固定治具に通し引っ張り固定してください。

注意：
水平配管に取り付ける場合は、超音波の伝播経路が地面に対して水平になるように取り付けてください。
伝播経路を垂直にすると、管内の気泡により超音波が伝播せず、正常動作しなくなる可能性が
あります。

14/75
IM-F2165-J00

Ⅵ．上流側センサレールが配管軸と水平になるように取り付けて、マイナスドライバーにて下図に示す
箇所のバンド固定ネジを回してバンドを増し締めし、センサレールを固定してください。
センサレール固定後、④に示す位置をマーキングする。

15/75
IM-F2165-J00

（２）下流側ラージセンサレール取り付け方法
Ⅰ．下図に示すように、上流側ラージセンサレールを基準として下流側ラージセンサレールを取り付ける位置となる 180 度対向する箇所に延長線をマーキングする。

上流側ラージ
センサレールⅡ． 下図に示すように、上流側と下流側のセンサ間距離を示す位置をマーキングする。
フランジから上流側センサまでの距離①に、7.2.2 項の『センサ間距離の設定』にて事前に確認した
センサ間距離②をプラスした位置を上記①で示した延長線上にマーキングしてください。

Ⅲ． 『（１）上流側ラージセンサレール取り付け方法』で示すⅠ～Ⅵの手順に従って、下流側センサレールを設置してください。但し、④に示すラージセンサ用中継ボックスの取り付けは不要です。
センサレール固定後、下流側ラージセンサを取り付けた延長線上に下図の①に示す位置を示し（×印）、③の距離を確認して、②に示すセンサ間距離が確保されていることを確認してください。

16/75
IM-F2165-J00

5.3.2 超音波センサ用信号ケーブルの結線および超音波センサの設置
注記
中継ボックスを経由する場合の信号ケーブルの結線
下図を参照の上、次に示す手順にて超音波センサ用信号ケーブルを接続してください。
下図に示すように、中継ボックスの SMB プラグ接続箇所に各 1 芯の超音波センサ用信号
ケーブルと変換器に接続した超音波センサ用信号ケーブル（2 芯）の線端の SMB プラグをコネクタピンの奥まで差し込んでください。SMB プラグ接続箇所の 2 個のセンサ側／変換器側一対のコネクタピンには、線芯の被覆色が同じセンサ用信号ケーブルを接続してください。
超音波センサ用信号ケーブル（2 芯）の片側の線端は、変換器側に接続されます。

上流側センサ

信号ケーブル（１芯、線芯色：青）
信号ケーブル（２芯、線芯色：青／緑）

中継ボックス下流側
センサ

信号ケーブル（１芯、線芯色：緑）

ラージセンサの場合の結線例

17/75
IM-F2165-J00

超音波センサの設置
配管への固定が完了したら、下図①のセンサクリップを手で押し付けて下図②に示すようにセンサレールを
ケーブル接続部側より１箇所毎に引き出し 2 箇所の引き出し完了後、下図③に示すようにセンサレールを 90°回して、センサ面にグリースが塗布できる状態にしてください。
下図④に示すようにセンサ面にグリースを塗布して下図⑤,⑥に従い、センサレールを再度装着して、センサ押し付けネジ（2 箇所）を時計方向に回してセンサを配管に密着させてください。
尚、グリースの塗布、センサ間距離の確保については、下記を参照願います。

18/75
IM-F2165-J00

グリースの塗布
超音波センサと管壁の間の空気層を排除するため、センサの超音波送受信面に必ず付属のグリースを厚さ 3mm 程度均一に塗布してください。
センサ間距離の確保
センサは超音波信号を送受信するために、センサ間距離を確保する必要があります。
センサ間距離は変換器に必要なデータを入力することにより自動的に計算され表示されます。
詳細は 7.2.2 項の『センサ間距離の設定』を参照の上、下記の手順にてセンサ間距離を確保願います。

1
2

1：超音波センサ（位置変更可能タイプ）
2：センサ押し付けネジ
3：目盛り位置合わせ箇所

1. スモール／ミディアム センサタイプについて
上図のセンサによって、センサ間距離の設定を行います。
センサ押し付けネジを反時計方向に回して緩め、上記 3 の目盛り位置合わせ箇所をスケールに合わせて、センサ間距離を設定してください。
また、配管に取り付ける際に、塗布したグリースが配管上の余分な位置に付かないよう、2 箇所のセンサ押し付けネジを反時計方向にいっぱいに回してグリース塗布面をレールの内側に収納しておき、センサ間距離の設定が完了後、
センサ押し付けネジ（2 箇所）を時計方向に回してセンサを配管に密着させてください。

2. ラージ センサタイプについて
下図の黒①に示すセンサ間距離を確保して、上流側／下流側センサを固定してください。
センサの取扱いについては、スモール／ミディアム センサタイプと同様です。
尚、屋外の配管に超音波センサを設置する場合、グリースが雨水などで流され、長期的安定性に問題が発生することがあります。この場合、現場で何らかの防水措置を実施していただくことをお勧めいたします。

19/75
IM-F2165-J00

6変換器各部の名称および機能

6.1 変換部表示パネル

6.2 表示器
表示器の表示は各モードにより、次のようになります。
測定モード（流量測定時）
 瞬時流量値、流量積算値、バーグラフ表示など、
1 画面に 1 から 3 段まで同時に表示することが可能です。

1. 表示器
バックライト付液晶表示で、最大 3 段まで表示します。
また、データ設定時には機能項目およびデータが表示されます。
2. 1 段目および 2 段目表示部
瞬時、積算値などを表示します。
1 段のみの表示にすると、文字が大きくなります。
3. 3 段目表示部
バーグラフ表示も可能です。
4. 赤外線センサ / ボタンスイッチ
データ設定は、フロントカバーを外さずにガラス面の外部から指先を>, , ▲, ▼の赤外線センサをタッチすることによりデータ設定操作を行うことができます。また、カバーを外してボタンスイッチによる直接操作も可能です。
5. 青色バー表示部
測定時は TAG.NO.を表示し、データ設定時にはFct.NO.を表示します。
6. センサ応答表示
赤外線センサが応答した時にマーク（×）が表示さ
れます。

20/75
IM-F2165-J00

7

運7.1.2 通液

転配管内を満液状態にして、流体を静止させてください。
この際、バルブにリークがなく、完全に流体が静止していることを確認してください。
また、気泡が配管内に残らないようにしてください。

本器は納入に先立ち、ご指定の仕様に基づいてデータ設定・調整がなされています。
取付および配線が完了した後、本章の手順に従って操作していただければ、表示と電流およびパルスの流量信号が得られます。
万一、運転開始時に不具合が生じた場合は、設定データの確認を行ってください。
また、特にご指定のない機能については標準設定値に設定されていますので、必要に応じて設定データの変更を行ってください。

注記
配管内が空になったり満液状態でないと、超音波の送受信に支障を来たします。
必ず満液状態にしてください。

7.1 運転準備7.1.1 電源投入前の確認事項

7.2 運

転

取付けおよび配線完了しましたら、電源投入・運転開7.2.1 通電

始前に次の点を必ず確認してください。

1）電源を投入してください。
変換部の内蔵マイクロプロセッサがイニシャルチ
ェックした後、測定値表示となります。

1）配 線
 電源および出力端子の配線に誤りのないこと。
 ケーブルが確実に端子に接続されていること。

瞬時流量値表示のときは、ゼロ調整前ですので表示がゼロにならないときがあります。
積算流量値表示のときは、メモリーされている積算
値が表示されます。
次項のゼロ調整行った後、積算値のリセット操作をしてください。

 接地が確実に行われていること。
2）電源電圧2）通電後、約 15 分間ウォームアップしてください。

3）センサの取付
 センサが固定されていること。

3）通電後、次頁に示す『センサ間距離の設定』を必ず実施願います。

 流れ方向と流れ方向表示が一致していること。
4）使用流体注記 使用する流体の温度条件が適正であること。
※テクニカルガイダンス、納入仕様書等を参照
してください。

センサ間距離の設定手順を途中で終了すると、正常な測定状態に戻らない場合があります。
必ず Fct.C9.12：『end installation? Yes』まで終了させてください。
途中で終了した場合は、センサ間距離の設定
手順を最初から再度設定願います。

警告
使用可能な温度範囲を超えた流体を流すと、本器に損傷を与えたり事故の原因になります。
テクニカルガイダンス、納入仕様書等を参照の
上、規定の温度範囲を必ず守ってください。

21/75
IM-F2165-J00

7.2.2

配管及び流体データの設定・センサー間距離の確認（注）下記に示す手順にてセンサ間距離を確認の上、センサを設置してください。
配管設置状況を確認するための超音波送受信状況（Check signal）により、送受信信号のクオリティーを確認してください。
下図に示すように、液晶表示部に signal のクオリティーが、バーグラフによりパーセント（％）表示されます。
50％以上が良好な状態です。
下記の手順に従い、確認および設置を実施してください。
（注）ラージセンサレールの配管取り付け際には、配管設置前にセンサ間距離を事前に確認願います。

変換器でのセンサ間距離の設定及び確認の手順
Fct.NO.

表示内容>--installation
quick setupX

new installation ?

Yes
are you sure？

X1

X1

Yes

+0.000ｍ /ｈ>> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）> タッチ、 タッチで new installation の項目に入る タッチ、 タッチする をタッチすると測定モード画面もしくはエラー表示
画面に移行する。

3

1

キー操作方法+0.000ｍ3--installation--pipe configuration
pipe data
install transd.1

XX5> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）> タッチ、（4 回）タッチで pipe data に入る

22/75
IM-F2165-J00

表示内容
YYY.Y
diameterXXX.X mm20.00…4300

YYYYY
pipe material
XXXXX

YYYY.YVos pipe material
XXXX.X m/s
1000.0…4500.0

Y.YYY
wall thickness
X.XXX mm
1.000…100.0

Fct. NO.
X5.2

X5.3

X5.4

X5.5

キー操作方法> タッチ、> タッチで diameter(パイプ外径)変更モードに入る
上段に初期データ（YYY.Y）が表示される
中段下部に設定データ（XXX.X）が表示される
下段に設定データ可能範囲が表示される
設定データは、> で桁位置の移動、  で数値の変更可
能（小数点位置も で変更可能）
確定後、 をタッチする タッチ、> タッチで pipe material(配管材質名)変更
モードに入る
上段に初期の配管材質名（YYYYY）が表示される
中段下部に配管材質名（XXXXX）が表示される  で登録済み配管材質名の変更可能
登録済み配管材質名については、付表 2 配管材質別音速表を参照
登録されていない配管材質名の場合は other を選択する
確定後、 をタッチする タッチ、> タッチで Vos pipe material(配管材質中の音波伝播速度)変更モードに入る
Fct.X5.3 pipe material(配管材質名)にて登録済み配管
材質名を設定している場合は入力不要
上段に初期の配管音速（YYYY.Y）が表示される
中段下部に配管音速（XXXX.X）が表示される
下段に設定データ可能範囲が表示される
設定データは、> で桁位置の移動、  で数値の変更可能
配管音速については、付表 2 配管材質別音速表を参照
確定後、 をタッチする タッチ、> タッチで wall thickness (配管肉厚)変更モードに入る
上段に初期データ（Y.YYY）が表示される
中段下部に設定データ（X.XXX）が表示される
下段に設定データ可能範囲が表示される
設定データは、> で桁位置の移動、  で数値の変更可
能（小数点位置も で変更可能）
確定後、 をタッチする

23/75
IM-F2165-J00

表示内容
YYYYY
liner material
XXXXX

YYYY.YVos linermaterial
XXXX.X m/s
1000.0…4500.0

Y.YYY
liner thickness
X.XXX mm0.100…20.00

YYYYY
fluid
XXXXX

Fct. NO.
X5.6

X5.7

X5.8

X5.9

キー操作方法 タッチ、> タッチで liner material (ライニング材質名) 変更モードに入る
上段に初期のライニング材質名（YYYYY）が表示される
中段下部にライニング材質名（XXXXX）が表示される  で登録済みライニング材質名の変更可能
ライニングが無い場合は、none を選択
登録済み配管材質名については、付表 2 配管材質別音速表を参照
登録されていない配管材質名の場合は other を選択する
確定後、 をタッチする タッチ、> タッチで Vos liner material(ライニング材
質中の音波伝播速度)変更モードに入る
Fct.X5.6 liner material(ライニング材質名)にて登録済
みライニング材質名を設定している場合は入力不要
上段に初期の配管音速（YYYY.Y）が表示される
中段下部に配管音速（XXXX.X）が表示される
下段に設定データ可能範囲が表示される
設定データは、> で桁位置の移動、  で数値の変更可能
配管音速については、付表 2 配管材質別音速表を参照
確定後、 をタッチする タッチ、> タッチで liner thickness (配管肉厚)変更
モードに入る
上段に初期データ（Y.YYY）が表示される
中段下部に設定データ（X.XXX）が表示される
下段に設定データ可能範囲が表示される
設定データは、> で桁位置の移動、  で数値の変更可
能（小数点位置も で変更可能）
確定後、 をタッチする タッチ、> タッチで fluid (流体名)変更モードに入る
上段に初期の流体名（YYYYY）が表示される
中段下部に流体名（XXXXX）が表示される  で登録済み流体名の変更可能
登録済み流体名については、付表 3 液種別音速、動粘度表を参照。登録されていない配管材質名の場合はother を選択する確定後、 をタッチする

24/75
IM-F2165-J00

表示内容
YYYY.YVos fluid
XXXX.X m/s
500.00…2500.0

Y.YYYYdensity
X.XXXX kg/l
0.1000…5.0000

Y.YYY
dynamic viscosity
X.XXX cP
0.100…9999

pipe data
install transd.1
transducer sets
Install transd. 1
transducer sets
Ta

Fct. NO.
X5.10

X5.11

X5.13

X7

X7.1

Calibration number
XXXXXXXXX

X7.2.1

number of traveses
2 traverses

X7.2.2

キー操作方法 タッチ、> タッチで Vos fluid (流体中の音波伝播速度)変更モードに入る
Fct.X5.9 fluid (流体名)にて登録済み流体名を設定している場合は入力不要
上段に初期の流体音速（YYYY.Y）が表示される
中段下部に流体音速（XXXX.X）が表示される
下段に設定データ可能範囲が表示される
設定データは、> で桁位置の移動、  で数値の変更可
能（小数点位置も で変更可能）
流体音速については、付表 3 液種別音速、動粘度表を参照
確定後、 をタッチする タッチ、> タッチで density (流体密度)変更モードに入る
上段に初期データ（Y.YYYY）が表示される
中段下部に設定データ（X.XXXX）が表示される
下段に設定データ可能範囲が表示される
設定データは、> で桁位置の移動、  で数値の変更可
能
確定後、 をタッチする タッチ、> タッチで viscosity (流体の度)変更モードに入る
上段に初期データ（Y.YYY）が表示される
中段下部に設定データ（X.XXX）が表示される
下段に設定データ可能範囲が表示される
設定データは、> で桁位置の移動、  で数値の変更可
能（小数点位置も で変更可能）
流体の動粘度については付表 3 液種別音速、動粘度表
を参照
確定後、 をタッチする>タッチで install transd.1 に入る

transducer sets の項目が表示される。
下段の黒枠内にて Ta を選択する（ で変更可能）
確定後、 をタッチする。
キャリブレーションナンバーが表示される。
 をタッチする。
下段に表示されるセンサ取付方法を確認する。
取付方法については P.13 を参照。
確定後、 をタッチする。
25/75
IM-F2165-J00

表示内容

Fct. NO.

mount transducers at＋XX.XX mm

X7.2.3act. flow, prelim.
X.XXX m3/h

X7.2.4X7.2.5check signal

actual distance＋XX.XX mm

X7.2.6

Optimize distanceNoact. flow, prelim.
X.XXX m3/h
NoPath ready?
Yes

キー操作方法
mount transducers（センサ間距離） at ＋XX.XX mmを確認して、センサ間距離を確保してください（センサ間距離の確保については、P.19 を参照してく
ださい）
Please wait の表示の後、現在の流量が表示される。
 をタッチする。

バーグラフによりパーセントが 50％以上の表示であることを確認する（注.ケーブル未配線の場合は、バーグラフによりパーセントは 0％となる。）
50％未満表示の場合は次頁の手順にて再調整を実施します をタッチする。
X7.2.3 にて表示されたセンサ間距離が表示される。
 をタッチする。

No を選択して をタッチする。
X7.2.7X7.2.8

Please wait の表示の後、現在の流量が表示される。
 をタッチする
Yes を選択して をタッチする。

X7.2.9Yes を選択して をタッチする。

end installation?
Yes+0.000ｍ /ｈ

X7.2.11
測定モードに戻り、瞬時流量表示の画面になる

3

1+0.000ｍ3

26/75
IM-F2165-J00

Check signal が 50％未満表示の場合の手順
前頁の check signal の項目からの手順となります。

① 下記の手順通り測定モードに移行してください。
② Fct. NO. B2.10 の act. signal quality にて信号の受信状況をご確認ください。
※

signal quality が 50%未満の場合は、今一度ご使用のアプリケーション（配管内の汚れ及び付着・気泡の混入の有無）をご確認ください。
当てはまる事項がある場合は設置場所を変え、計測可能な場所に再度センサを設置してください。
アプリケーションに問題がない場合は、弊社営業所までご連絡ください。

Fct.NO.

表示内容

X7.2.5check signal

optimize distance?
Yes

X7.2.7Act. vos.fluid
X.XXX m/s

X7.2.7

new VoS fluid?
Yes

X7.2.7

Vos. Fluid
XXXX.X m/s

X7.2.7

Mount transducers at＋XX.XX mm

X7.2.7

Optimize distance?
No

X7.2.7Act. flow prelim
X.XXX m3/h

X7.2.7

No
Path ready?
Yes

キー操作方法バーグラフによりパーセントが 50％未満の表示であることを確認。
 を（2 回）タッチで optimize distance?の項目へ移動。
Yes を選択し、 をタッチする
現在の流体音速が表示される。
 をタッチする
Yes を選択し をタッチする。
Act. vos. fluid にて表示された流体音速が内部データに反映される。
 をタッチする。
データに反映された流体音速が再度表示される。
 をタッチする。
配管内の満液確保・グリースの再塗布を行った後、表示されたセンサ間距離にて再調整を行う。
 をタッチする。
No を選択し をタッチする。
Please wait の表示の後、現在の流量が表示される。
 をタッチする
Yes を選択し、 をタッチする

X7.2.9No
end installation?
Yes

Yes を選択し、 をタッチする
X7.2.11+0.000ｍ /ｈ

測定モードに戻り、瞬時流量表示の画面になる

3

1+0.000ｍ3

注．センサ間距離の設定手順を途中で終了すると、正常な測定状態に戻らない場合があります。
必ず上記に示す Fct.C7.2.11：『end installation? Yes』まで終了させてください。
途中で終了した場合は、センサ間距離の設定手順を最初から再度設定願います。
27/75
IM-F2165-J00

7.2.3

ゼロ調整

設置後、運転前に一度、必ずゼロ点の確認・調整を行ってください。
本器は、自動ゼロ調整機能をもっていますので、次の操作によりゼロ調整を行うことができます。
なお、ゼロ調整は一度行えば、電源を投入するたびに行う必要はありません。（ゼロ調整時の内部補正データを不揮
発性メモリに保持しています。
）
尚、配管内の満水静止状態を確保してからゼロ調整を実施してください。
流れを止められない時は下記に示しますように『default』を設定してください。
ゼロ調整 操作手順

表示内容
test
> setupservice--> process input
transducer setstransducer data
> calibration
filter--> zero calibration

Fct.NO.

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（3 回）タッチで setup を選択する

C1

C1.5

C1.5.1> タッチで process input の項目に入る> タッチ、（4 回）タッチで calibration の項目に入る> タッチで zero calibration に入る

meter factor
calibrate zero ?
cancelcalibrate zero ?
automatic

please wait
xxx.x s--> zero calibration

C1.5.1C1.5.1C1.5.1C1.5.1> タッチで calibrate zero に入る
cancel が選択されている
 タッチで automatic を選択する
 をタッチする（流れを止められない時は、default（内蔵ゼロ）を選択してください。 をタッチするとゼロ調整は実行されず、下記の Fct.1.6.1『zero calibration』のモード表示となります。）
校正中の残り時間が表示（カウントダウン）されゼロ調整終了後、下記の Fct.1.6.1『zero calibration』のモード表示となります。

transducer data
> calibration
filter--> process input
transducer sets

>

test
setup
service をタッチ
していくと階層が戻る

meter factor--> Saveconfiguration?
Yes

C

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

28/75
IM-F2165-J00

7.2.4

積算表示のリセット

積算表示を使用する場合は、運転前に積算値のリセット操作を行ってください。
次の操作で正方向、逆方向および正逆差流流量積算値がリセットされます。
積算表示リセット 操作手順
例：積算カウンター（totalizer 1）のリセット

表示内容
installation> quick setup
test
Tag> resetanalog outputs
reset errors> totalizer 1
totalizer 2
reset totalizer?
noreset totalizer?
yes
reset errors> totalizer 1
totalizer 2
FIC001+0.000 m/s
1+0.000L

Fct.NO.

操作方法

A> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
 タッチで quick setup を選択する

A3> タッチ、（2 回）タッチで reset の項目に
入る

A3.2

A3.2

A3.2

A3.2

> タッチ、 タッチで totalizer 1 に入る> タッチで reset totalizer? no と表示される

 タッチで yes を選択する
 をタッチする
Tag> resetanalog outputs

installation> quick setup
test

をタッチしていくと階層が戻る表示画面となり、counter 1（1）はリセットされます（左記は２ページ目）（Save configuration ？の確認表示はされません）

7.2.5 運転開始
1）流体を流し、運転を開始してください。

2）表示器が瞬時流量表示のとき、正方向の流れで“－”が表示された場合には流れ方向が逆になっています。
検出器の取付方向（流れ方向マークと流れ方向が一致しているか）を確認してください。

3）流量レンジ、パルスレートの変更、表示内容の変更、配管仕様の変更などを行う場合は、次章を参照して設定データの変更を行ってください。

29/75
IM-F2165-J00

8. データ設定
8.1 設定の概要
8.1.1 設定手順
本器の流量レンジ、表示機能、出力パルスレートなどの出力仕様、各機能などのデータ設定はすべてフロントパネルの赤外線センサの設定キ－の操作により行います。
次頁に Set up データ設定メニューの構成を示します

Set up データ設定メニューの構成
本器の Set up データ設定項目は次のような階層メニューで構成されています。
ファンクション

メニュー

 キイ操作

1）設定モードに切換える>キーを 2.5 秒押します。

データ

process input

calibration********

I/O

hardware********

測定値
表示

>

2）メニューとファンクションを切り換える
メニュー

devicedevice info

installation********

setup

ファンクション

>process input

Fct. C1.0.00 process input

ゼロ調整、検出部データなど初期導入時のデータを設定します。
Fct. C5.0.00（データ項目の切換えも同様）

I/O

運転に必要な主要データを設定します。
 フルスケール
 出力機能など
Fct. C8.0.00

device表示機能のデータを設定します。

30/75
IM-F2165-J00

3）メニュー/ファンクションの項目を移動する

process input>

calibration

▼

▼
I/O

filter▼▼▼device（データ項目も同様）

具体的なキイ操作、データ設定方法については、
後述のデータ設定例を参照してください。

注記
設定モードにてデータ設定を行っている途中で、何もキイ操作をしない状態が 3 分間以上続くと、自動的に測定モードに戻ります。
この場合、それまでに行ったデータの変更はすべて無効になりますのでご注意ください。

31/75
IM-F2165-J00

8.1.2

設定項目一覧

注）1.下記表中のデータ Data は、設定例です。
2.（C.X.X.X）は他項のパラメータ設定によって、本項目は表示されない場合があります。
Fct.

表示 Display

項 目

Description

データ Data

備 考

C1

process input

プロセスデータ

process data

C 1.1

number of pipes

配管数

number of pipes

C 1.2

number of paths

測線数

C1.3

pipe data

配管仕様

C 1.3.1

diameter

配管外径

C 1.3.2

Pipe material

配管材質

pipe material

carbon steel

C 1.3.3

VoS pipe material

配管材質の音速Vos of pipematerial

3230.0m/s

Pipe 1：total paths

C 1.3.4

wall thickness

配管肉厚

wall thickness

5.000

mm

1.000…200.0

C 1.3.5

Liner material

ライニング材質

liner materialnone(C 1.3.6)

VoS liner material

ライニング材質の音速

Vos of liner
material

1940

m/s

データ変更は出来ません。Don't change
parameter.

(C 1.3.7)

liner thickness

ライニング肉厚

liner thickness

1.500

mm

0.100…20.00

C 1.3.8

Fluid

流体名

fluid

water

C 1.3.9

VoS fluid

流体の音速

Vos of fluid

1485

m/s

500.00…2500.0

C 1.3.10

density密度

density1

kg/L

0.1000…5.0000

C 1.3.12

dynamic viscosity

粘度

dynamic viscosity

1cP

0.100…9999

C 1.3.13

pipe temperature

配管温度

pipe temperature

20.00

℃

-200.0…+700℃

C 1.4

transducer data

センサ仕様

transducer data

C 1.4.1

transducer set

センサ選択

transducer set

Ta/ Ta / Tb / Tc / none

C 1.4.2

number of
traverses

センサ取付法number of
traverses

2 traverses/ 1（Z 法） / 2（V 法） / 4（W 法）taverses

C 1.4.3

actual distance

実センサ間距離actual distance

112.1

mm

-10.00…+9999

C 1.5

calibration

校正データ

Calibration data

C 1.5.1

Zero calibration

ゼロ点調整

zero calibration

cancelps/ automatic / default

C 1.5.2

meter factor

補正係数

meter factor+1.000+0.500…+2.000

C 1.5.3

Reynolds
correction

レイノルズ補正

Reynolds
correction

onon / off

C 1.5.4

linearization

リニアライズlinearization

off

on / off

C 1.6

Filter

入出力信号フィルタ

Filter of I/O signal

C 1.6.1

Limitation

出力リミットLimitation of output-20.00…+20.00

C 1.6.2

flow direction

流れ方向

flow direction

normal direction

C 1.6.3

time constant

時定数time constant0s000.0…100.0

C 1.6.4

low flow cutoff

ローカットオフ

low flow cut off

0.000±0.000m/s

初期値(default) : 00.0%±00.0% of full
scale

C4

I/ O

外部入出力

C 4.1

hardwareターミナルアサイン

C 4.1.1

terminals A

ターミナル Ａterminals A

C 4.1.2

terminals B

ターミナル Ｂ

C 4.1.3

terminals C

ターミナル Ｃ

Pipe 1：total
paths
pipe data
outer diameter ofpipe

データ変更は出来ません。Don't change
parameter.
データ変更は出来ません。Don't change
parameter.

1 pipe1 path165.2

mm20.00…4300/ stainless steel / carbon steel / pp/pvc /etc/ other / rubber / PTFE / etc/ water / other / etc

m/s-100.0…+100.0/ normal direction / reverse direction

Input / outout
singnalTerminal
assighnment
current output/ off

terminals B

status output/ limit switch / control input / offterminals C

status output/ limit switch / off

32/75
IM-F2165-J00

C 4.1.4

terminals D

ターミナル Ｄterminals D/ limit switch / status output / frequency
output/ offpulse output

Fct.

表示 Display

C 4.2

current output A

電流出力

Current output

C 4.2.1

range 0% … 100%

出力レンジ

nomal range

04.0…20.0mA

04.0…20.0

C 4.2.2

extended range

拡張出力レンジ

extended range

03.8…20.5mA

03.5…21.5

C 4.2.3

error current

エラー時出力error current
output21.5

mA

03.0…22.0

C 4.2.4

error condition

エラー識別条件

error condition

failureout of specification

C 4.2.5

measurement

測定値（出力）選択

select of output

volume flow

/ mass flow / velocity of sound / flow
speed / etc

C 4.2.6

range

フルスケールfull scale range

0.00…4000.0

C 4.2.7

polarity

流れ方向出力機能

C 4.2.8

limitation

出力リミットC 4.2.9

low flow cutoff

ローカットオフ

C 4.2.10

time constant

C 4.3

項 目

Description

polarity of flow
direction
limitation of current
output

データ Data

備 考

L/min
/ negative polarity / absolute value / bothpolarities

positive polarity-120…+120%-150…+150

low flow cut off

01.5±00.5%

初期値(default) : 01.5%±00.5% of fullscale
00.0…20.0

時定数time constant4s000.1…100.0

status output
B(:3)

ステータス出力

Status output

C 4.3.1mode

出力機能割付けfunction of status
outputoutput A/ outputX / empty pipe1 / flow polarity / off/ etc

C 4.3.2(current out A)

状態判別

select condition

polarity/ over range

C 4.3.3

invert signal

ステータス反転invert signal

off

/ on

C 4.4

status output
C(:4)

ステータス出力

Status output

C 4.4.1mode

出力機能割付けfunction of status
outputoutput D/ outputX / empty pipe1 / flow polarity / off/ etc

C 4.4.2(pulse output D)

状態判別

select condition

polarity/ over range / range changeA

C 4.4.3

invert signal

ステータス反転invert signal

off

/ on

C 4.5

pulse output D

パルス出力

Pulse output

C 4.5.1

pulse shape

パルスタイプpulse shape typesymmetric(C 4.5.2)

pulse width

パルス幅

pulse width

0001.00

ms

C 4.5.3

max. pulse rate

最大出力周波数

max. pulse rate

00100.0

HzC 4.5.4

measurement

測定値（出力）選択

select of output

volume flow

C 4.5.5

value p pulse

パルスレートpulse value rate

1.00000
positive polarity
60.00±20.00

L/min
s

/ automatic / fixed
0000.05…2000.00
00000.0…10000.0/ mass flowL

C 4.5.6

polarity

流れ方向出力機能

polarity of flow
direction

C 4.5.7

low flow cutoff

ローカットオフ

low flow cut off

C 4.5.8

time constant

時定数time constant

000.0

C 4.5.9

invert signal

ステータス反転invert signal

off

/ on

C5

I/ O Totalizer

入出力カウンター

Input / outout
counter

C 5.1

totalizer 1

カウンター

totalizer 1

C 5.1.1

funct. of totalizer

積算機能

function of totalizer+totalizer/ -totalizer / sum totalizer / off

C 5.1.2

measurement

積算量選択

select of countvolume flow

/ mass flow

C 5.1.3

low flow cutoff

ローカットオフ

low flow cutoff

60.00±20.00

L/min

初期値(default) : 01.5%±0.5% of full scale

C 5.1.4

time constant

時定数time constant

004.0

s

000.1…100.0

C 5.1.5

preset value

プリセット値

preset value

0.001

m3

/ negative polarity / absolute value / bothpolarities
初期値(default) : 01.5%±00.5% of fullscale
000.0…100.0

0.00000….999999

33/75
IM-F2165-J00

Fct.

表示 Display

項 目

Description

データ Data

備 考C7

device

表示機能

C 7.1

device info

インフォメーション

Display function
Information

C 7.1.1

Tag

タグネーム

Tag name

C 7.2

display

表示モード

C 7.2.1

language

表示言語

English/ Deutsch / Francais

C 7.3

1. meas. page表示（１ページ目）

Display mode
Language fordisplay texts
Display of 1stpage

C 7.3.1

function

表示行数

number of lines

two lines/ three lines / one line

C 7.3.2

measurement 1.
Line

1 行目表示データ

select for 1st line
data

volume flow

/ signal to noise ratio / velocity of sound /flow speed / ets

C 7.3.3

range

1 行目フルスケール

full scale range

0.00…4000.0

L/min

C 7.3.4

limitation

1 行目表示リミット

limitation of
display-120…+120%-150…+150

C 7.3.5

low flow cutoff

1 行目ローカットオフ

low flow cut off

00.0±00.0%

00.0…20.0

C 7.3.6

time constant

1 行目時定数time constant

004.0

s

000.1…100.0

C 7.3.7

format 1. line

1 行目表示フォーマット

C 7.3.8

measurement 2.
line

2 行目表示データ(C 7.3.9)

format 2. line

2 行目表示フォーマット

(C 7.3.10)

measurement 3.
line

3 行目表示データ(C 7.3.11)

format 3. line

3 行目表示フォーマット

C 7.4

2. meas. page

表示（２ページ目）

C 7.4.1

function

表示行数

number of lines

three lines/ one line / two lines

C 7.4.2

measurement 1.
Line

1 行目表示データ

select for 1st line
data

velocity of sound/ signal to noise ratio / velocity of sound /flow speed / ets

C 7.4.3

range

1 行目フルスケール

full scale range

0.000…2500

C 7.4.4

limitation

1 行目表示リミット

C 7.4.5
C 7.4.6

low flow cutoff
time constant

1 行目ローカットオフ
1 行目時定数

C 7.4.7

format 1. line

1 行目表示フォーマット

C 7.4.8

measurement 2.
line

2 行目表示データ

C 7.4.9

format 2. line

2 行目表示フォーマット

C 7.4.10

measurement 3.
line

3 行目表示データ

C 7.4.11

format 3. line

3 行目表示フォーマット

C 7.5

graphic page

トレンド（４ページ目）

trend of 4th pageC 7.5.1

select range

レンジ選択(C 7.5.2)

range

C 7.5.3

time scale

C 7.7

units

単位

units

C 7.7.1
C 7.7.2

size
volume flow

長さ
体積流量

size
volume flow

mm
L/min

C 7.7.5

mass flow

質量流量mass flowkg/h

C 7.7.11
C 7.7.12
C 7.7.15
C 7.7.21
C 7.7.22

velocity
volumemass
densitytemperatur

速さ
容量
質量
密度
温度

velocity
volumemass
densitytemperature

m/s
L
t
kg/L
℃

fomat for 1st line
data
select for 2nd line
data
fomat for 2nd line
data
select for 3rd line
data
fomat for 3rd line
data
Display of 2nd
page

limitation of
display
low flow cut off
time constantfomat for 1st line
data
select for 2nd line
data
fomat for 2nd line
data
select for 3rd line
data
fomat for 3rd line
data

Max.8characters#X.X#X. … #X.XXXX / automaticbargraph

totalizer1 volume / operating hours / flow
speed / ets#X.XXX#X. … #X.XXXXXXXX

counter1/ gain / counter2 / operating hours / flow
speed / ets#X.XXX#X. … #X.XXXXXXXX

m/s

0.000…2500-120…+120%-150…+150

00.0±00.0
4%s

00.0…20.0
000.1…100.0#X.X#X. … #X.XXXXXXXX / automatic

signal to noise ratio

totalizer1 volume / operating hours /gain / ets#X.X#X. … #X.XXXXXXXX / automaticgain/ counter1 / counter2 / operating hours /gain / ets#X.X#X. … #X.XXXXXXXX / automatic

select for scalemanual/ automatic

縦軸スケールscale of verticalline+000±100%-100…+100

タイムスケール

time scale

002

min

001…100/ inch/ L/s / L/min / L/h / m3/min / free unit / etc/ kg/s / kg/min / kg/h / t/min / g/s / g/min/ free unit / etc/ ft/s/ L / hL / ml / free unit / etc/ kg / g / mg / free unit / etc/ kg/m3 / free unit / etc/ °F/ K

34/75
IM-F2165-J00

8.2 設定例
ここでは代表的な設定項目について、設定例を示してデータの設定方法を説明します。他の項目の設定を行う場合は類似の設定例を参照してください。

8.2.1 アナログ出力（DC4-20mA）の設定
1）アナログ出力のレンジ設定
ここでは 10m3/h から 15m3/h に設定変更する場合を示します。

表示内容
test
> setupservicetransducer sets
> I/O
I/O Counter
hardware> current out A
status output B
measurement> range
0.00….10.000m3/h
polarity
0.00…20.000
range
0.00….10.000m3/h
0.00…20.000
range
0.00….15.000m3/h
measurement> range
0.00….15.000m3/h
polarity--> Save configuration?
Yes

Fct.NO.

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（3 回）タッチで setup を選択する

C4

C4.2

C4.2.6C4.2.6C4.2.6C4.2.6

C> タッチ、（2 回）タッチで I/O の項目に入る> タッチ、 タッチで current out A の項目に入る> タッチ、（5 回）タッチで range に入る
現状の設定値が表示される例）0.00….10.000m3/h> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の設定値が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する（小数点位置も で変更可能）例）0.00….10.000m3/h から 0.00….15.000m3/h に変更
 をタッチする
hardware> current out A
status output B

transducer sets
> I/O
I/O Countertest> setupservice をタッチ
していくと階
層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

35/75
IM-F2165-J00

2）アナログ出力のローカットオフ設定

表示内容
test
> setupservicetransducer sets
> I/O
I/O Counter
hardware> current out A
status output B
limitation> low flow cutoff
02.001.0%
time constant02.001.0
low flow cutoff
02.001.0%
00.0…20.0
02.001.0
low flow cutoff
04.002.0%
00.0…20.0
limitation> low flow cutoff
04.002.0%
time constant--> Save configuration?
Yes

Fct.NO.

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（3 回）タッチで setup を選択する

C4

C4.2

C4.2.9C4.2.9C4.2.9C4.2.9C> タッチ、（2 回）タッチで I/O の項目に入る> タッチ、 タッチで current out A の項目に入る> タッチ、（8 回）タッチで low flow cutoff に入る
現状の設定値が表示される例）02.001.0%> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する例）02.001.0%から 04.002.0%に変更
 をタッチする
hardware> current out A
status output B

transducer sets
> I/O
I/O Counter

>

test
setup
service をタッチ
していくと階
層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

36/75
IM-F2165-J00

3）アナログ出力の時定数設定

表示内容
test
> setupservicetransducer sets
> I/O
I/O Counter
hardware> current out A
status output B
low flow cutoff> time constant004.0 sspecial function
003.0
time constant004.0 s000.1…100.0
003.0
time constant
010.0 s000.1…100.0
low flow cutoff> time constant
010.0 sspecial function--> Save configuration?
Yes

Fct.NO.

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（3 回）タッチで setup を選択する

C4

C4.2

C4.2.10C4.2.10C4.2.10C4.2.10

C> タッチ、（2 回）タッチで I/O の項目に入る> タッチ、 タッチで current out A の項目に入る> タッチ、（9 回）タッチで time constant に入る
現状の設定値が表示される例）004.0 s> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される（最小は 0.1sec）> で桁位置を移動させる  で数値を変更する例）004.0 s から 010.0 s に変更
 をタッチする
hardware> current out A
status output B

transducer sets
> I/O
I/O Counter

>

test
setup
service をタッチ
していくと階
層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

37/75
IM-F2165-J00

8.2.2 流れ方向の設定

検出部の標準流れ方向 * と逆方向の流れを正方向とする場合の変更方法を下記に示します。
例えば、流れ方向と逆向きに取り付けてしまった場合、流量計を取付変更せずに流れ方向を変えることができます。
* 標準の流れ方向は、変換部配線接続口側が上流側になります。
流れ方向基準を逆にする設定例として、標準流れ方向 normal direction から reverse direction への変更方法を示します。

表示内容
Test> setupservice--> process input
trancsducer sets
calibration> filtersimulation
Limitation> flow direction
normal direction
time constantnormal direction
flow direction
normal direction
normal direction
flow direction
reverse direction
limitation> flow direction
reverse direction
time constant--> Save configuration?
Yes

Fct.NO.

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（3 回）タッチで setup を選択する

C1

C1.6

C1.6.2C1.6.2C1.6.2C1.6.2

C> タッチで process input の項目に入る> タッチ、（5 回）タッチで filter の項目に入る> タッチ、 タッチで flow direction に入る
現状の選択 normal direction（正方向）が表示される> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
normal direction が選択されている
 タッチで reverse direction を選択する
 をタッチする
calibration> filtersimulation>--process
input
transducer sets

>

test
setup
service をタッチしていくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

38/75
IM-F2165-J00

8.2.3 表示内容設定
表示器の表示内容は、特にご指定のない限り瞬時流量表示（m3/h 等の実流量単位）に設定されています。
表示内容を変更する場合の設定例を下記に示します。
1）瞬時流量表示のレンジ設定※当該変換器におきましては、アナログ出力・周波数出力(frequency output)・表示器のそれぞれにおいて個別にレンジを設定することが可能です。
ここでは表示器のレンジを 10m3/h から 15m3/h に設定変更する場合を示します。

表示内容
>

test
setup
service>I/O HART
device--->display
1. meas. page
2. meas. page>

measurement 1.line
range
0.00….10.000m3/h
limitation
0.00…20.000
range
0.00….10.000m3/h
0.00…20.000
range
0.00….15.000m3/h>>

measurement 1.line
range
0.00….15.000m3/h
limitation--Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（3 回）タッチで setup を選択する

C7

C7.3

C7.3.3C7.3.3C7.3.3C7.3.3C> タッチ、（5 回）タッチで device の項目に入る> タッチ、（2 回）タッチで 1. meas. page の項目に入る> タッチ、（2 回）タッチで range に入る
現状の設定値が表示される例）0.00….10.000m3/h> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の設定値が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する（小数点位置も で変更可能）例）0.00….10.000m3/h から 0.00….15.000m3/h に変更
 をタッチする>

display
1. meas. page
2. meas. pageI/O HART> device
---

>

test
setup
service をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

39/75
IM-F2165-J00

2）瞬時流量表示のローカットオフ設定

表示内容
>

test
setup
service>I/O HART
device--->display
1. meas. page
2. meas. Page>

limitation
low flow cutoff
00.000.0%
time constant02.001.0
low flow cutoff
00.000.0%
00.0…20.0
02.001.0
low flow cutoff
04.002.0%
00.0…20.0>>

limitation
low flow cutoff
04.002.0%
time constant--Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（3 回）タッチで setup を選択する

C7

C7.3

C7.3.5C7.3.5C7.3.5C7.3.5C> タッチ、（5 回）タッチで device の項目に入る> タッチ、（2 回）タッチで 1. meas. page の項目に入る> タッチ、（4 回）タッチで low flow cutoff に入る
現状の設定値が表示される例）00.000.0%> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する例）00.000.0%から 04.002.0%に変更
 をタッチする
display> 1. meas. page
2. meas. pageI/O HART> device
---

>

test
setup
service をタッチしていくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

40/75
IM-F2165-J00

3）瞬時流量表示の時定数設定

表示内容
>

test
setup
service>I/O HART
device--->display
1. meas. page
2. meas. page>

low flow cutoff
time constant004.0 sformat 1.line
003.0
time constant004.0 s000.1…100.0
003.0
time constant
010.0 s000.1…100.0>>

low flow cutoff
time constant
010.0 sformat 1.line--Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（3 回）タッチで setup を選択する

C7

C7.3

C7.3.6C7.3.6C7.3.6C7.3.6

C> タッチ、（5 回）タッチで device の項目に入る> タッチ、（2 回）タッチで 1. meas. page の項目に入る> タッチ、（5 回）タッチで time constant に入る
現状の設定値が表示される例）004.0 s> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される（最小は 0.1sec）> で桁位置を移動させる  で数値を変更する例）004.0 s から 010.0 s に変更
 をタッチする
display> 1. meas. page
2. meas. pageI/O HART> device
---

>

test
setup
service をタッチしていくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

41/75
IM-F2165-J00

4）瞬時流量表示の表示フォーマット（小数点位置）設定

表示内容
>

test
setup
service>I/O HART
device--->display
1. meas. page
2. meas. Page>

time constantformat 1.line#X.XX
measurement 2.line

0%C7.3.7C7.3.7time constantformat 1.line
automatic
measurement 2.line--Save configuration?
Yes

C7.3.7

C> タッチ、（5 回）タッチで device の項目に入る> タッチ、（2 回）タッチで 1. meas. page の項目に入る> タッチ、（6 回）タッチで time constant に入る
現状の設定値が表示される例）#X.XX> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される  で固定少数点の桁数または浮動小数点 automatic を選択する例）#X.XX から automatic に変更
 をタッチする
注）固定少数点の場合、表示桁のオーバーフローに注意
display> 1. meas. page
2. meas. pageI/O HART> device---test> setupservice をタッチしていくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る
表示桁５桁で浮動少数点表示される

12.34550%> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（3 回）タッチで setup を選択する

C7.3.7

FIC001

＋

C

C7.3

#X.X
format 1.line
automatic>

キー操作方法C7#X.X
format 1.line
#X.XX

>

Fct.NO

m3
h

100%

42/75
IM-F2165-J00

5）積算表示のローカットオフ設定

表示内容
>

test
setup
service>

I/O
I/O Totalizer
I/O HARTmeasurement
low flow cutoff
0.0000.000 m3/
time constant> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（3 回）タッチで setup を選択する

C5.1.30.0000.000
low flow cutoff
0.0000.000 m3/

C5.1.30.0000.000
low flow cutoff
1.0000.500 m3/h

>

C

C5.1

>

>

キー操作方法C5--->

Fct.NO

C5.1.3measurement
low flow cutoff
1.0000.500 m3/h
time constantC5.1.3--Save configuration?
Yes

C> タッチ、（3 回）タッチで I/O Totalizer の項目に入る> タッチで totalizer 1 の項目に入る> タッチ、（2 回）タッチで low flow cutoff に入る
現状の設定値が表示される例）0.0000.000 m3/> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する例）0.0000.000 m3/h から 1.0000.500 m3/h に変更
 をタッチする--> totalizer 1
totalizer 2>

I/O
I/O Totalizer
I/O HART

>

test
setup
service をタッチしていくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

ローカットオフ機能は下図のようにヒステリシス特性を持たせてあります。
上表の例）1.0000.500 m3/h に設定した場合は、流量上昇時は、1.5 m3/h（Y のポイント）以下、流量下降時は、

0.5 m3/h（X のポイント）以下でローカット機能が有効となります。
出力

0

X

Y

％

流量

43/75
IM-F2165-J00

6）トレンドグラフのレンジ（縦軸）設定

表示内容
>

test
setup
service>I/O HART
device--->2. meas. pagegraphic page
special functions> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（3 回）タッチで setup を選択する

C7.5

C7.5.2+000100%
range+040010%-100…+100

C7.5.2

select range
range+040010%
time scale

C7.5.2--Save configuration?
Yes

>

C

C7.5.2+000100%
range+050050%-100…+100>

キー操作方法

C7

select range
range+050050%
time scale>

Fct.NOC> タッチ、（5 回）タッチで device の項目に入る> タッチ、（4 回）タッチで graphic page の項目に入る> タッチ、 タッチで range に入る
現状の設定値が表示される例）+050050%（縦軸 0～100%）> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する（符号も で変更可能）例）+050050%から+040010%（縦軸 30～50%）に変更
 をタッチする
2. meas. page
> graphic page
special functions

I/O HART> device
---

>

test
setup
service をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る
 タッチで トレンド画面にする
定常値：+40%、変動幅：10%のトレンドグラフが表示される

FIC001+50 +30 -

2 min 44/75
IM-F2165-J00

7）トレンドグラフのタイムスケール（横軸）設定

表示内容
>

test
setup
service>I/O HART
device--->2. meas. pagegraphic page
special functions> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（3 回）タッチで setup を選択する

C7.5

C7.5.3002
time scale
030 min
001…100

C7.5.3range
time scale
030 min---C7.5.3--Save configuration?
Yes

>

C

C7.5.3002
time scale
002 min
001…100>

キー操作方法

C7

rangetime scale
002 min--->Fct.NOC> タッチ、（5 回）タッチで device の項目に入る> タッチ、（4 回）タッチで graphic page の項目に入る> タッチ、（2 回）で time scale に入る
現状の設定値が表示される例）002 min> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する（符号も で変更可能）例）002 min から 030 min に変更
 をタッチする
2. meas. page
> graphic page
special functions

I/O HART> device
---

>

test
setup
service をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る
 タッチで トレンド画面にする
タイムスケール 30min のトレンドグラフが表示される

FIC001+100 +0 

30 min 

45/75
IM-F2165-J00

8）瞬時流量と積算値の同時表示の設定
表示内容
>

test
setup
service>I/O HART
device--->display
1. meas. page
2. meas. Page>

format 1.line
measurement 2.line
bargraph--->bargraphmeasurement 2.line
bargraph>bargraphmeasurement 2.line
Totalizer 1 Volume

>

#X.XX
format 2.line
#X.XX
#X.XX
format 2.line#X.XXX>>

measurement 2.line t
format 2.line
automatic----Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（3 回）タッチで setup を選択する

C7

C7.3

C7.3.8C7.3.8C7.3.8C7.3.9C7.3.9C7.3.9C> タッチ、（5 回）タッチで device の項目に入る> タッチ、（2 回）タッチで 1. meas. page の項目に入る> タッチ、（7 回）タッチで measurement 2.line に入る
現状の設定内容が表示される
例）bargraph> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
bargraph が選択されている
（3 回） タッチで Totalizer 1 Volume を選択する
 をタッチする タッチ、> タッチで Totalizer 1 Volume の表示ファーマット変更モー
ドに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される  で固定少数点の桁数または浮動小数点 automatic を選択する例）#X.XX から#X.XXX に変更
 をタッチする
注）固定少数点の場合、表示桁のオーバーフローに注意>

display
1. meas. page
2. meas. page>I/O HART
device
---

>

test
setup
service をタッチしていくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

46/75
IM-F2165-J00

8.2.4 周波数出力（frequency output）の設定
周波数出力は、単位時間あたりのパルス数で設定します。
フルスケール時の出力パルス数を、------パルス/h、------パルス/min など単位時間当たりのパルス数で設定します。
設定例を下記に示します。
1）周波数出力のパルスレート（フルスケール時の出力周波数）

表示内容
>

test
setup
service>transducer sets
I/O
I/O Counter>

status output C
frequency out D--->

pulse shape
100% pulse rate
00500.0 Hz
measurement
00100.0
max. pulse rate
00500.0 Hz
00000.0…10000.0
00100.0
max. pulse rate
01000.0 Hz
00000.0…10000.0>>

pulse shapemax. pulse rate
01000.0 Hz
measurement--Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（3 回）タッチで setup を選択する> タッチ、（2 回）タッチで I/O の項目に入る

C4

C4.5

C4.5.3C4.5.3C4.5.3C4.5.3C> タッチ、（4 回）タッチで frequency out D の項目に入る> タッチ、 タッチで 100% pulse rate に入る
現状の設定値が表示される例）500.0 Hz> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する例）00500.0 Hz から 01000.0 Hz に変更
 をタッチする
status output C> frequency out D---transducer sets
> I/O
I/O Countertest> setupservice をタッチしていくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

47/75
IM-F2165-J00

2）周波数出力のレンジ設定

表示内容
>

test
setup
service>transducer sets
I/O
I/O Counter>

status output C
frequency out D--->

measurement
range
0.00….10.000m3/h
polarity
0.00…20.000
range
0.00….10.000m3/h
0.00…20.000
range
0.00….15.000m3/h>>

measurement
range
0.00….15.000m3/h
polarity--Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（3 回）タッチで setup を選択する

C4

C4.5

C4.5.5C4.5.5C4.5.5C4.5.5C> タッチ、（2 回）タッチで I/O の項目に入る> タッチ、（4 回）タッチで frequency out D の項目に入る> タッチ、（3 回）タッチで range に入る
現状の設定値が表示される例）0.00….10.000m3/h> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の設定値が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する（小数点位置も で変更可能）例）0.00….10.000m3/h から 0.00….15.000m3/h に変更
 をタッチする
status output C> frequency out D---transducer sets
> I/O
I/O Countertest> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

48/75
IM-F2165-J00

3）周波数出力のローカットオフ設定

表示内容
>

test
setup
service>transducer sets
I/O
I/O Counter>

status output C
frequency out D--->

limitation
low flow cutoff
02.001.0%
time constant02.001.0
low flow cutoff
02.001.0%
00.0…20.0
02.001.0
low flow cutoff
04.002.0%
00.0…20.0>>

polarity
low flow cutoff
1.0000.500 m3/h
time constant--Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（3 回）タッチで setup を選択する

C4

C4.5

C4.5.8C4.5.8C4.5.8C4.5.8C> タッチ、（2 回）タッチで I/O の項目に入る> タッチ、（4 回）タッチで frequency out D の項目に入る> タッチ、（6 回）タッチで low flow cutoff に入る
現状の設定値が表示される例）02.001.0%> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する例）02.001.0%から 04.002.0%に変更
 をタッチする
status output C> frequency out D---transducer sets
> I/O
I/O Countertest> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

49/75
IM-F2165-J00

8.2.5 パルス出力（pulse output）の設定
パルス出力は、出力パルス数を 1 パルス＝-------m3、-------L など単位パルス当たりの容積設定で設定します。
設定例を下記に示します.
1）パルス出力のパルスレート（1 パルス当たりの重み設定）

表示内容
>

test
setup
service>transducer sets
I/O
I/O Counter>

status output C
pulse output D--->

pulse value unit
value p. pulse
1.00000 m3
polarity
1.00000
value p. pulse
1.00000 m3
1.00000
value p. pulse
10.0000 m3>>

pulse value unit
value p. pulse
10.0000 m3
polarity--Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（3 回）タッチで setup を選択する

C4

C4.5

C4.5.5C4.5.5C4.5.5C4.5.5C> タッチ、（2 回）タッチで I/O の項目に入る> タッチ、（4 回）タッチで pulse output D の項目に入る> タッチ、（3 回）タッチで value p. pulse に入る
現状の設定値が表示される
例）1.00000 m3> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の設定値が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する（小数点位置も で変更可能）例）1.00000 m3 から 10.0000 m3 に変更
 をタッチする
status output C> pulse output D---transducer sets
> I/O
I/O Totalizer

test> setupservice をタッチしていくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

50/75
IM-F2165-J00

2）パルス出力のローカットオフ設定

表示内容
>

test
setup
service>transducer sets
I/O
I/O Counter>

status output C
pulse output D--->

Polarity
low flow cutoff
0.0000.000 m3/h
time constant
0.0000.000
low flow cutoff
0.0000.000 m3/h
0.0000.000
low flow cutoff
1.0000.500 m3/h>>

polarity
low flow cutoff
1.0000.500 m3/h
time constant--Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（3 回）タッチで setup を選択する

C4

C4.5

C4.5.7C4.5.7C4.5.7C4.5.7

C> タッチ、（2 回）タッチで I/O の項目に入る> タッチ、（4 回）タッチで pulse output D の項目に入る> タッチ、（5 回）タッチで low flow cutoff に入る
現状の設定値が表示される例）0.0000.000 m3/h（ローカットなし）> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の設定値が表示される（設定は瞬時流量単位で行う）> で桁位置を移動させる  で数値を変更する（小数点位置も で変更可能）例）0.0000.000 m3/h から 1.0000.500 m3/h に変更
 をタッチする
status output C> pulse output D---transducer sets
> I/O
I/O Countertest> setupservice をタッチしていくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

51/75
IM-F2165-J00

8.2.6 任意単位の設定
本器にはあらかじめ以下の表示単位が用意されています。
瞬時体積流量（Volume flow）：m3/h、m3/min、L/h、L/min など
瞬時質量流量（Mass flow）：t/h、t/min、kg/h、kg/ min など
容積（Volume）：m3、L など
質量（Mass）：t、kg など
密度（Density）：kg/ m3
例：瞬時体積流量単位を m3/h から L/h に変更

表示内容
>

test
setup
serviceI/O HART> device--special functions> units
HART
size> volume flow
m3/hmass flow
m3/hvolume flow
m3/h
m3/h
volume flow
L/h--> volume flow
L/hmass flow--> Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（3 回）タッチで setup を選択する

C7

C7.7

C7.7.2C7.7.2C7.7.2C7.7.2

C> タッチ、（5 回）タッチで device の項目に入る> タッチ、（6 回）タッチで units の項目に入る> タッチ、 タッチで volume flow に入る
現状の選択単位が表示される
例）m3/h> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の選択単位が表示される  で単位を変更する例）m3/h から L/h に変更
 をタッチする
special functions> units
HART

I/O HART> device---test> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

52/75
IM-F2165-J00例：容積単位を m3 から L に変更

表示内容
>

test
setup
serviceI/O HART> device--special functions> units
HART
velocity> volume
m3
mass
L
volumem3
Lvolume flowLvelocity> volume
L
mass--> Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（3 回）タッチで setup を選択する

C7

C7.7

C7.7.12C7.7.12C7.7.12C7.7.12

C> タッチ、（5 回）タッチで device の項目に入る> タッチ、（6 回）タッチで units の項目に入る> タッチ、（5 回）タッチで volume に入る
現状の選択単位が表示される例）m3> タッチで 変更モードに入る
下段に現状の選択単位が表示される  で単位を変更する例）m3 から L に変更
 をタッチする
special functions> units
HART

I/O HART> device---test> setupservice をタッチしていくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

53/75
IM-F2165-J00

・瞬時体積流量（Volume flow）、瞬時質量流量（Mass flow）、容積（Volume）、質量（Mass）、密度（Density）について、登録されている以外の単位を表示させたい場合には、各単位毎の Text free uni（任意の単位）と【□□】＊factor（量ファクター）にて設定します。
・使用可能文字瞬時体積流量（Volume flow）、瞬時質量流量（Mass flow））は、量と時間の単位別で、最大 3 文字の設定が可能。
但し、必ずスラッシュ：／を登録する事。
容積（Volume）、質量（Mass）は、最大 3 文字の設定が可能。
・アルファベット大文字：A,B,C,…,Z
・アルファベット小文字：a,b,c,…,w ※・数字：0,1,2,…,9・スラッシュ：/・ブランク（空白）・瞬時体積流量（Volume flow）の【m3 / ｓ】＊factor（体積／時間ファクター）瞬時体積流量単位を m3/ｓに換算する値を設定します。
下記に例を示します。

瞬時体積流量単位
cc/h
cc/mindL/hdL/ min

設定データ
3600000000
60000000
36000000
600000・瞬時質量流量（Mass flow）の【ｋｇ / ｓ】＊factor（質量／時間ファクター）瞬時質量流量単位を kg/ｓに換算する値を設定します。
下記に例を示します。

瞬時質量流量単位
mg/h
mg/min

設定データ
3600000000
60000000・容量（Volume）の【m3】＊factor（容量ファクター）容量単位を m3 に換算する値を設定します。
下記に例を示します。

瞬時質量流量単位
cc
dL

設定データ
1000000.00
10000.0000

54/75
IM-F2165-J00

8.2.7 正逆両方向出力の設定
本器は、標準では正方向（または逆方向）の単一方向測定に設定されています。
設定方向と逆向きの流れの場合は電流・パルス出力（周波数出力）とも 0%となります。
（表示器は“－”を表示）
電流・パルス出力（周波数出力）を正逆両方向出力にする設定例を下記に示します。

表示内容
>

test
setup
service>transducer sets
I/O
I/O Counter>

hardwarecurrent out A
status output B

>

range
polarity
positive polarity
limitation
absolute value
polarity
positive polarity
absolute value
polarity
both polarities>>

status output C
pulse output D--value p.pulse
polarity
positive polarity
low flow cutoff
absolute value
polarity
positive polarity
absolute value
polarity
both polarities>

current out A
status output B
status output C

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（3 回）タッチで setup を選択する

C4

C4.2

C4.2.7C4.2.7C4.2.7

C4.5

C4.5.6C4.5.6C4.5.6

C4.3> タッチ、（2 回）タッチで I/O の項目に入る> タッチ、 タッチで current out A の項目に入る> タッチ、（6 回）タッチで polarity に入る
現状の設定値が表示される
例）positive polarity> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の設定値が表示される
 タッチで both polarities を選択する

（2 回）、（3 回）タッチで pulse output D の項目に入る> タッチ、（4 回）タッチで polarity に入る
現状の設定値が表示される
例）positive polarity> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の設定値が表示される
 タッチで both polarities を選択する

（2 回）、（3 回）タッチで status output B の項目に入る

55/75
IM-F2165-J00

表示内容--modeoutput A
current out A
output A
mode
flow polarity
invert signal
Off
invert signal
off

>

>

mode
invert signal
off
information--Save configuration?
Yes

Fct.NO
C4.3.1C4.3.1C4.3.3C4.3.3

C

キー操作方法> （2 回）タッチで変更モードに入る
現状の設定値が表示される
例）output A
 （4 回）タッチで flow polarity を選択する
 をタッチする タッチ、> タッチで変更モードに入る
現状の設定値が表示される例）off
on の場合は、 タッチで off を選択し、 をタッチする>

current out A
status output B
status output Ctransducer sets
> I/O
I/O Countertest> setupservice をタッチ
していくと階
層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

56/75
IM-F2165-J00

8.3 機能テスト
本器には模擬出力機能があり、キャリブレータなしでループチェックを行うことができます。
下記に示す手順に従い、Fct.B 1 TEST の設定により、電流・パルス出力（周波数出力）を、実際の流量とは関係なく得ることが
できます。

表示内容
>

quick setup
test
setup

>

--simulation
actual values>

velocity of soundcurrent out A
04.0 mA
pulse output D
simulation A
set value
04.0
current out A＊＊.＊ mA
00.0…22.0

04.0
current out A
20.0 mA
00.0…22.0

start simulation
yes

current out A
20.0 mA>

status output C
pulse output D
00100
---

Fct.NO
B

B1

B1.4

B1.4

B1.4

B1.4

キー操作方法> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで test を選択する> タッチで simulation に入る> タッチ、 （2 回）タッチで current out A（電流出力）のテス
トモードに入る> タッチで 設定モードに入る タッチで、電流値変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に設定範囲が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する例）20.0 ｍA に変更（0.0～22mＡまで変更可能）
これで、20.0 ｍA の出力設定となる

B1.4

 タッチ、 タッチで電流出力テストのスタートモードになるB1.4

 タッチで電流出力テストのスタートモードが実行され、20.0 ｍA が出力される

B1.7

 （1 回）、 （1 回）タッチで pulse out D（ﾊﾟﾙｽ出力）のテスト
モードに入る

57/75
IM-F2165-J00

Fct.NO.

表示内容

B1.7

Simulation Ｄ
set no.of pulses
00100
pulse output D
00100
00001…10000

B1.7

00100
pulse output D
00010
00001…10000

B1.7

B1.7

start simulation？
yes
status output C
pulse output D
00010

B1.7

キー操作方法> （1 回）タッチで set No.of pulses 設定モードに入る （1 回）タッチで、パルス出力値変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に設定範囲が表示され> で桁位置を移動させる  で数値を変更する例）00010 に変更（00001～10000 まで変更可能）
これで、1 秒に 10 回ﾊﾟﾙｽが出力される設定となる（注） （1 回）、 （1 回）タッチでパルス出力テストのスタートモードになる （1 回）タッチでパルス出力テストのスタートモードが実行され、10 パルス出力され、出力ストップ。
積算カウンタ等とパルス数を確認する。
 （4 回）タッチで測定モードに戻る

FIC001

＋

12.34

0%

50%

m3
h

100%

58/75
IM-F2165-J00

8.4

エラー内容および対処

エラーが発生した場合は液晶部に表示されます。
▲マークの赤外線センサを 1～3 回タッチするとエラー表示画面となり、状況を確認出来ます。
エラー表示が出た場合には下表を参照して処置してください。
エラー表示のリセット方法は次項を参照してください。

1)エラー識別エラーメッセージ画面に表示されるエラーは５種類に大別されます。
はじめにエラー識別が表示され、その下に詳細なエラーリストが表示されます。双方とも複数表示される場合があります。
詳細については下記の表を参照願います。
記号

エラータイプ

エラーメッセージ

内容

F

Failure
故障

S

Out of specification
使用に注意

測定動作は可能
使用上に何らかの異常があるので要確認

M

Mentenance required
要メンテナンス

測定精度の確保ができなくなる可能性があり、清掃などのメンテナンス必要

C

Function check
機能チェック

テスト出力機能動作中
測定動作は停止

I

Information
インフォメーション

インフォメーション表示のみ

測定動作不能59/75
IM-F2165-J00

エラー
タイプ

エラーグループ（代表）

個別エラー表示
（詳細）

エラー内容

処置内容

F

F Electronics

System Error

変換器ハードウェア故障による
バス通信エラー

電源 ON/OFF リセット又は変換器交換

DM Configuration

デバイス起動時に承認できないパラメータのエラーが検出された。

各種設定の確認。
C7.6.3 Load Settings にて factory
settings を選択
未改善の場合は変換器交換

Process Input Config.

設定入力データが無効

各種設定の確認。
又はC7.6.3 Load Settings にて
factory settings を選択

System Error A
System Error C
HW Combination Error
BM Failure
DM Failure
Frontend Failure
Mproc Failure
DSP Failure
Sensor driver Failure
Fieldbus Failure
PROFIBUS Failure
Modbus Failure
IO 1 Failure
IO 2 Failure
Tot 1 Failure
Tot 2 Failure
Tot 3 Failure
IO A Failure
IO B Failure
IO C Failure
F

F Cofiguration

BM Configuration

Fieldbus Config.

Fieldbus 通信の確認又はC7.6.3 Load Settings にて
factory settings を選択
PROFIBUS 通信の確認又はC7.6.3 Load Settings にて
factory settings を選択

PROFIBUS Config.

PROFIBUS 通信環境設定異常Tot 1 FB2 Unit Error

単位異常による積算機能停止

積算単位1/2/3 の確認
又はC7.6.3 Load Settings にて
factory settings を選択

Modbus 通信環境設定異常

Modbus 通信の確認又はC7.6.3 Load Settings にて
factory settings を選択

Tot 2 FB3 Unit Error
Tot 3 FB4 Unit Error
Modbus Config

60/75
IM-F2165-J00

エラー
タイプ

エラーグループ（代表）

個別エラー表示
（詳細）

エラー内容

処置内容

F

F Cofiguration

Display Config.

表示の設定データ異常

表示設定の確認。
又はC7.6.3 Load Settings にて
factory settings を選択

IO1 Configuration

IO1,2（端子1,2）の設定データ異常IO1,2 関連設定の確認。
又はC7.6.3 Load Settings にて
factory settings を選択

流量積算1,2,3 の設定データ異常

積算1,2,3 関連設定の確認。
又はC7.6.3 Load Settings にて
factory settings を選択

IOA,B,C,D（端子 A,B,C,D）の設定データ異常IO A,B,C,D 関連設定の確認。
又はC7.6.3 Load Settings にて
factory settings を選択

Flow Simulation Active

流量のシミュレーションが機能
動作中

シミュレーションモードの停止

VoS Simulation Active

音速のシミュレーションが機能
動作中

シミュレーションモードの停止

Fieldbus Sim. Active

Fieldbus 通信のシミュレーショ
ン機能動作中シミュレーションモードの停止

PROFIBUS Sim Active

PROFIBUS 通信のシミュレーシ
ョン機能動作中

シミュレーションモードの停止

IO A Simulation Active

IO A,B,C,D（端子A,B,C,D）のシミュレーション機能動作中

シミュレーションモードの停止

変換器の温度仕様エラー

変換器が仕様範囲外の温度になっている。日よけ等の設置

ゼロ点の値が大きすぎてゼロ点
調整失敗

配管内の流体の流れが停止しているか確認

IO A,B,C,D（端子A,B,C,D）に設定した値が仕様範囲

各設定レンジ値の再確認

IO2 Configuration

Tot 1 Configuration
Tot 2 Configuration
Tot 3 Configuration
IO A Configuration
IO B Configuration
IO C Configuration
IO D ConfigurationC

C Configration

IO B Simulation Active
IO C Simulation Active
IO D Simulation ActiveS

S Electronics

Electr.Temp.A Out of Spec
Electr.Temp.C Out of Spec
Converter zero too large

S

S Configration

PROFIBUS Uncertain
IO A Overrange
IO B Overrange
IO C Overrange
IO D Overrange

61/75
IM-F2165-J00

エラー
タイプ

エラーグループ（代表）

個別エラー表示
（詳細）

エラー内容

処置内容

S

S Process

Mass Flow Out of Range

プロセス液の流量が仕様範囲を超えた。

プロセス使用状況の確認

Vol. Flow Out of Range
Velocity Out of Range
M

M Installation required

Installation is neededM

M Sensor

Crossed cabling

センサー信号が範囲外となっており、計測不能。

センサ及び変換器間のケーブル
コネクションを確認。
（分離形の場合）M

M Electronics

Backplane Data Faulty

変換器データ記録が異常

変換器の取付状態を確認（接触不良など）
一度設定パラメータを更新書き換えしてみる。
（A2 Tagの書き換
え等）
1 分以上経過しても未改善の場合
は変換器交換Factory Data Faulty

工場出荷時のデータが異常

変換器の交換等Backplane difference

変換器デバイス間のデータが異なる異常一度設定パラメータを更新書き換えしてみる。
（A2 Tagの書き換
え等）
1 分以上経過しても未改善の場合
は変換器交換PROFIBUS Baudrate

PROFIBUS 通信が現行
Baudrate をサーチ

Backup 1 Data Faulty

Backup 1 の記録データ異常

Backup 2 Data Faulty

Backup 2 の記録データ異常

IO A Connection

IO 出力端子A,B,C 接続エラー
電流出力が正しく供給できない。
又は配線が接続されていない

各出力端子に接続された負荷抵抗値の確認。
（1000Ω以下であること）
流出力端子の接続を確認

M
S

M Configration
S Electr:IO Connection

インスタレーションの項目にて
初期設定を完了してください

IO B Connection

バックアップエラー。C7.6.2
Save Setting でデータを保存。

IO C ConnecttionS

S Proc:Empty pipe

Empty pipe

全ての測線において、信号がロストの状態となっている。
主な要因として配管内が空と考えられる。

配管内を満液状態にする

S

S Proc:Signal lost

Signal lost path 1センサの path 1 / path 2 に信号がありません。
※Path 2 は２測線時のみ。

センサーのパス1・2 の湿り気または詰まりを取り除いてください。

アプリケーションの要因により計測が不安定な状態。
流量の測定精度確保はできな
い場合がある。

プロセス液の確認。
ゲインやSNR の値を確認
気泡やパーティクルの混入の有無を確認。

Signal lost path 2
S

S Proc:Signal unreliable

Path 1 unreliable
Path 2 unreliable
Time of flight unreliable

62/75
IM-F2165-J00

エラー
タイプ

エラーグループ（代表）

個別エラー表示
（詳細）

エラー内容

処置内容

S

S Config:Totaliser

Tot 1 FB2 Overflow

積算カウンターエラー
積算値がオーバーフローし、ゼロからカウントを開始。

積算表示の設定確認
又は積算値のリセット

Tot 2 FB3 Overflow
Tot 3 FB4 Overflow
Tot 1 Overflow
Tot 2 Overflow
Tot 3 Overflow
Tot 2 Power Failure
Tot 3 Power Failure
Power Failure DetectedI

I Electr:Operating Info.
任意に設定した機能の動作情報を表示

Zero Calibr. Running

ゼロ点校正実施中

Sensor Starting up

センサ起動
他のエラーメッセージは抑制されます。

PROFIBUS: no data

PROFIBUS からの通信データがな
い。

Tot 1 Stopped

流量積算カウンタ停止中

C5.1.9 等 Start Totaliser でYes を選択設定

Tot 2 Stopped
Tot 3 Stopped
Control In A Active

コントロール入力A,B
作動中

Control In B Active
Status Out A Active

状態出力A,B,C,D
作動中

Status Out B Active
Status Out C Active
Status Out D Active
Disp. 1 Overrange

表示1,2 のレンジ値が範囲外

表示1,2 関連の設定確認

Optical Interface が作動中
ボタン操作は不能

通常60 秒間で自動復帰しボタン操作は可能になる。
未改善の場合は
電源 OFF/ON リセット

Disp. 2 Overrange
Optical Interf. Active

63/75
IM-F2165-J00

エラーリセット方法
下記の手順に従って、実施願います。
表示内容
>

test
setup
service>I/O HART
device--->graphic page
special functionsunits> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（3 回）タッチで setup を選択する

C7.6

C7.6.1

C7.6.1

reset ?
yes

> タッチ、（5 回）タッチで device の項目に入る> タッチ、（5 回）タッチで special functions の項目に入る> タッチで reset errors の項目に入る> タッチで reset errors に入る
no が選択されている
 タッチで yes を選択し、 をタッチする （4 回）タッチで測定モードに戻る

FIC001

12.34
50%

C

C7.6.1

reset ?
no0%

キー操作方法C7---> reset errors
save settings＋

Fct.NO

m3
h

100%

64/75
IM-F2165-J00

設定データのバックアップ保存
設定データの Backup 1 または Backup 2 への保存
表示内容
>

test
setup
service>I/O HART
device--->graphic page
special functions
units

reset errors> save settings
load settings
save settings
breaksave settingsback up 1

go on with copy?
no
go on with copy?
yes
reset errors> save settings
load settings>--Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（3 回）タッチで setup を選択する

C7

C7.6

C7.6.2C7.6.2C7.6.2C7.6.2C7.6.2C7.6.2

C> タッチ、（5 回）タッチで device の項目に入る> タッチ、（5 回）タッチで special functions の項目に入る> タッチ、 タッチで save settings の項目に入る> タッチで save settings に入る
break が選択されている  で back up 1 または back up 2 を選択する
 をタッチする
注）二通りの設定データを保存できる
go on with copy?と表示され、no が選択されている

 タッチで yes を選択する
 をタッチする>

graphic page
special functions
units

>

I/O HART
device---test> setupservice をタッチしていくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

65/75
IM-F2165-J00

保存データ（Backup 1 または Backup 2）から設定データを書込む
表示内容
test
> setupserviceI/O HART> device--graphic page> special functions
units
save settings> load settings
password quick set
load settings
breaksave settingsback up 1

go on with copy?
no
go on with copy?
yes
reset errors> save settings
load settings--> Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（3 回）タッチで setup を選択する

C7

C7.6

C7.6.3C7.6.3C7.6.3C7.6.3C7.6.3C7.6.3C> タッチ、（5 回）タッチで device の項目に入る> タッチ、（5 回）タッチで special functions の項目に入る> タッチ、（2 回）タッチで load settings の項目に入る> タッチで save settings に入る
break が選択されている  で back up 1 または back up 2 または factory settings を選択する
 をタッチする
注）backup 1/2 は前回保存したデータで、backup 1 に工場出荷時データを保存してあります。また、factory settings は校正時データです。
go on with copy?と表示され、no が選択されている

 タッチで yes を選択する
 をタッチする
graphic page> special functions
units

I/O HART> device---test> setupservice をタッチしていくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

66/75
IM-F2165-J00

9 保守
9.1 トラブルシュート
超音波流量計のトラブルは、配線や取り付けなど設置に起因するもの、測定流体に起因するもの、計器自体の故障などさまざまな原因が考えられます。
原因検索にはトラブルの現象を正確に把握し、それぞれに応じた対応を取ることが近道です。
ここでは、一般的に考えられるトラブル現象別にトラブルシューティングフローを記載しています。トラブル現象を確認し、対応する項目を参照してください。
トラブルの現象1
表示（液晶表示）が点灯しない
2
表示（液晶表示）が正常でない
3
表示がロックして変化しない
4
エラー表示が出る
5
キー操作を受け付けない。データ設定ができない
6
ゼロ点調整でエラー表示が出る
7
流体を流しても指示がゼロのままである
8
表示は出るものの出力が出ない
9
ゼロ点が不安定10
ゼロ点で指示が出る、振り切れる
11
流体を流すと指示が不安定
12
実流と指示が合わない
13
実流と出力が合わない
14
流体を流すと指示が振り切れる

参照するトラブルシューティング項目

A:表示が出ない、または表示が正常でない時

B:ゼロ点調整がうまくいかない時
C:流体を流しても指示が出ない時
D:ゼロ点が不安定な時
E:指示が不安定な時
F:実流と指示が合わない時

9.2 予備品
予備品がご必要な場合は弊社製造工番（例：UF05-12345）とご必要な備品をご指示下さい。

67/75
IM-F2165-J00

A:表示が出ない、または表示が正常でない時

START

Yes

液晶表示は
出ているか

液晶のバックライトは点灯しているかNo

No

電源が正しく供給されているか調べる

Yes
Yes

エラー表示は出ているか

電源接続・電圧は
正しいか

No

No

電源を
正しく入れる

Yes
エラー表示を調べ、内容に従って調査する
基板の故障が
考えられる
Yes

電源電圧は
規定範囲内かサービスへNo
電源を一度切り、10 秒
以上待ってから再投入する

正常な表示は出るか電源を正しく供給する

No

Yes

データ設定
操作ができるかNo

Yes

設定データをチェックする

正常動作するか

No

Yes

END

サービスへ

68/75
IM-F2165-J00

B:ゼロ点調整がうまくいかない時

START

電源をいったん切り
10 秒以上待ってから
再投入する

電源投入

センサの取り付け間隔を正しくする
No
Yes

センサの取り付け間隔は正しいか計測表示となるか
No

No

Yes

表示に
EMPTY SENSOR XXが出るか

配管、流体の設定データは正しいかNo

正しいデータに変更
する

配管に気泡がたまっ
ているか

Yes

センサを正しく接続
30 秒以内に計測表示に
なるか

No

No

Yes

センサが外れて
いるか

Yes

Yes

No

管内の気泡を除去
30 秒以内に計測表示に
なるか

Yes

No

Yes

ゼロ点調整を実施

ゼロ点調整の実施後、測定表示に復帰するかNo

Signal lost pathと表示されるか

Yes

Yes
No

END

69/75
IM-F2165-J00

C:流体を流しても指示が出ない時

START

液晶表示は
正常に出るかYes

電流出力(DC4-20mA)は出るかNo

パルス出力は出るかNo

No

受信計器の結線を外し、出力端子に直接電流計を接続
する

電流出力は出るか

受信計器の結線を外し、出力端子にパルスカウンタを
接続する
・配線断絶
・受信計器異常・入出力仕様の
ミスマッチ

Yes

No

Yes

パルス出力は出るかNo

ループチェックを行う

流れ方向および
電流出力関係の設定データは正しいか

流れ方向は合っているかNo

No

正しいデータを設定する

No

流れ方向および
パルス出力関係の設定データは正しいか

Yes

Yes

出力回路故障出力回路故障流れ方向を正しくする

サービスへ

Yes

設定データは正しいか（配管径、流量レンジ等）

No
正しいデータを設定する

Yes

配管内に液は充満しているかNo

液が充満して流れるよう
センサの設置位置を変更する

Yes

ゼロ点は合っているかNo

流れを止め、
正しくゼロ調整を行う

Yes
次のページへ70/75
IM-F2165-J00

ゼロ点は合っている

SMB コネクタが外れているかYes

コネクタを正しく接続し直す

No異物が付着しているか

Yes

異物を取り除く

No

検出部の点検をする

センサレールを正しく取りつけているかNo

センサレールを正しく付
け直す

No

正しい取り付け間隔に付
け直す

Yes

センサの取り付け間隔が合っているかYes

グリスが劣化しているか

Yes

原因が特定できない時はサービスまでご連絡ください

No

電源をいったん切り、10 秒以上待って再投入してください。
その後 START からやり直してくだ
さい。

71/75
IM-F2165-J00

D:ゼロ点が不安定な時

START

測定管内は完全に液で充満されているかNo

完全に充満するよう配管上の取付位置を変更する

Yes

バルブに漏れがあるかYes

バルブの交換等を行い、漏れを止めるNo

ポンプ等による
圧力変動や振動はあるか
No

Yes

センサの下流側だけでなく上流側のバルブも閉め、液を完全に制止させる（特に小口径形の場合）

Yes

フラッシング等により気泡を抜く
脱泡装置を取り付ける

Yes

誘導ノイズの影響がないか調べる
配線のシールド、隔離を行う

No

液に気泡が
含まれているかNo

ポンプ・モータ・変圧器などの動力機器があるかNo【C 流体を流しても指示が出ない時】を参照

72/75
IM-F2165-J00

E:指示が不安定な時

START

ゼロ点の指示は安定しているかNo

ゼロ点でも、流体を流しても指示が不安定な時は、最初に「D:ゼロ点が不安定な時」を参照して原因を調べる

No

完全に充満するよう配管上の取付位置を変更する

Yes

脈動をなくす脈動の影響のない場所に移設する応答性を要求しなければ、時定数を大きくする

Yes

測定管内を液が完全に充満して流れているか
Yes

流れに脈動があるかNo

液に気泡が含まれているか

Yes

上流側に脱泡装置を取り付けるNo

スラリーが多量に混入しているかYes

時定数を大きく設定する(改善されない場合はご相談ください)Yes

キャビテーションにより指示が不安定になる場合がある
バルブを全開で使用するか、バルブの下流側に移設する

Yes

粘度、密度が不均一になると指示が不安定となるので上流側での異種液の注入は避け、下流側で行う混合の場合は充分攪拌する

No

アース端子から第 3 種接地(接地抵抗 100以下)を確実に行う

No

上流側に全開できない
バルブが設置されているかNo上流側で液の混合や異種液の注入を行っているかNo

接地は完全かYes【C 流体を流しても指示が出ない時】を参照

73/75
IM-F2165-J00

F:実流と指示が合わない時

START

液晶表示は
正しいか

Yes

Yes

電流出力(DC4-20mA)
は正しいか

No

パルス出力は正しいか
No

No

流れを止めゼロ点のチェックをする

流量レンジの設定は正しいかNo「C：流体を流しても指示が出ない時」を参照して出力関係のチェックを行う

Yes
正しい流量レンジに設定するゼロ点は合っているかNo

流体を満液状態で完全に静止させ、ゼロ調整を行う

Yes
配管径、流量レンジ、などの設定
データのチェックを行う

設定データは正しいかNo

正しいデータを設定する

Yes
接地は完全かNo

アース端子から第 3 種接地(接地抵抗 100以下)を確実に行う

No

完全に充満するよう配管上の取付位置
を変更する

Yes

混入した気泡の体積分、指示は大きめとなる
上流側に脱泡装置を取り付ける

Yes
測定管内を液が完全に充満して流れているか
Yes
液に気泡が
含まれているかNo
測定流体が仕様と合っているかNo

流体仕様を確認する

Yes
流れに脈動があるか

Yes

No

脈動周期が短いと指示が低めになる場合がある
脈動をなくす脈動の影響のない場所に移設する【C 流体を流しても指示が出ない時】を参照

74/75
IM-F2165-J00

10 参考資料
付表 1 一般配管外径、肉厚一覧
PVC
管呼径
B

A

1
1¼
1½
2
2½
3
4
5
6
8
10
12

25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300

外径
(mm)
32
38
48
60
76
89
114
140
165
216
267
318

肉厚
(mm)
3.5
3.5
4.0
4.5
4.5
6.0
7.0
7.5
9.5
11.0
13.5
16.0

外径
(mm)
34.0
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
114.3
139.8
165.2
216.3
267.4
318.5

SGP
3.2
3.5
3.5
3.8
4.2
4.2
4.5
4.5
5.0
5.8
6.6
6.9

金属
肉厚(mm)
STPG370,410
Sch.20
40
60
3.4
3.9
3.6
4.5
3.7
4.5
3.2
3.9
4.9
4.5
5.2
6.0
4.5
5.5
6.6
4.9
6.0
7.1
5.1
6.6
8.1
5.5
7.1
9.3
6.4
8.2
10.3
6.4
9.3
12.7
6.4
10.3
14.3

SUS304,316
Sch.10
20
2.8
3.0
2.8
3.0
2.8
3.0
2.8
3.5
3.0
3.5
3.0
4.0
3.0
4.0
3.4
5.0
3.4
5.0
4.0
6.5
4.0
6.5
4.5
6.5

40
3.4
3.6
3.7
3.9
5.2
5.5
6.0
6.6
7.1
8.2
9.3
10.3

付表 2 配管材質別音速表 (m/s)
付表 3 液種別音速、動粘度表 (m/s、20ºC)
配管材質
配管材質別音速 (m/s)
液名
液種別音速 (m/s) 動粘度 (mm2/s)
Carbon steel 炭素鋼
3230
1658
21.112エチレングリコール
Stainless steel ステンレス
3120
1923
11.885グリセリン
2500
Cast iron 鋳鉄
1159
1.162
酢酸
Alumimum アルミニウム
3050
1181
0.411
酢酸メチル
Cement セメント
4200
1164
0.499
酢酸エチル
Concrete コンクリート
2500
1388
1.129
重水
Acrylics アクリル
2700
1407
0.114
水銀
PVC／PP ポリプロピレン
2400
1473
1.665
ニトロベンゼンPolyamide ポリアミド
2200
1482
1.004
水
GRP／FRP
2500
PVDF
1923
ポリエチレン
1940
付表 4 水の温度－音速表
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
温度
[°C]
0
1402.39 1407.37 1412.23 1416.99 1421.63 1426.16 1430.59 1434.91 1439.13 1443.25
101447.27 1451.19 1455.02 1458.75 1462.38 1465.93 1469.39 1472.76 1476.04 1479.23
201482.34 1485.37 1488.32 1491.19 1493.98 1496.69 1499.32 1501.88 1504.37 1506.78
30
1509.13 1511.40 1513.60 1515.74 1517.81 1519.81 1521.75 1523.62 1525.73 1527.18
401528.86 1530.49 1532.06 1533.56 1535.02 1536.41 1537.75 1539.03 1540.26 1541.43
50
1542.55 1543.62 1544.64 1545.60 1546.52 1547.38 1548.20 1548.97 1549.69 1550.36
60
1550.99 1551.57 1552.10 1552.59 1553.04 1553.44 1553.79 1554.11 1554.38 1554.61
70
1554.80 1554.95 1555.05 1555.12 1555.15 1555.13 1555.08 1554.99 1554.86 1554.70
801554.49 1554.25 1553.97 1553.66 1553.31 1552.92 1552.50 1552.05 1551.56 1551.03
90
1550.48 1549.88 1549.26 1548.60 1547.91 1547.19 1546.44 1545.65 1544.83 1543.99
V. A. Del Grosso and C. W. Mader, J. Acoust. Soc. Am., 5 2 , 1442 (1972)
付表 5 水の温度－動粘度表
温度 [°C]
0
5
10
15
20
25
30
35

動粘度 [mm2/s]
1.792
1.519
1.307
1.139
1.004
0.89280.80080.7234温度 [°C]
40
45
50
55
60
65
70
75

動粘度 [mm2/s]
0.65780.60200.55370.51170.47500.44250.41380.3883温度 [°C]
80
85
90
95
100

動粘度 [mm2/s]
0.36540.34490.32630.3096
0.2944JIS Z- 8803

75/75
IM-F2165-J00

■ サービスネット
製品の不具合などの際は弊社営業担当か、弊社営業所までご連絡ください。
営業所については弊社ホームページをご覧ください。

■ 製品保証弊社ホームページをご覧ください。

All right Reserved Copyright © 2017 TOKYO KEISO CO., LTD.
本書からの無断の複製はかたくお断りします。