Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

フロート式液面レベルスイッチ：
マルチポイント・カスタマイズ

簡単カスタマイズ
オンライン、又は所定フォーマットで！

LS-300TFEシリーズ - 接液部材質は全てPTFE製で超高純度流体向け

A:K:AHL>I8=:HÄBJAI>ED>CI 一体化成型による設計で動作による微粒子の発生が僅少 耐腐食性
 動作レベル点数：１〜4個
 軸全長（取付部底面から下=L0）：610mm最大
主な用途
s 半導体製造装置（ウェハー洗浄、エッチングなど）
s 高純度化学薬品搬送システム
s キャビネット液漏れ検知

1. 取付部のタイプ
取付部の設定として、軸全長（L0）とフロートの材質から選ぶことができます（本データシートを参照）。
タイプ11, 取付部無し

タイプ22 , 1" NPT

タイプ24 , 1/4" NPT

3/8"(9.4 mm)
1-3/8"(35 mm) HEX

タイプ25 , 3/8" NPT

35/64"(13.72 mm)
1/4" NPT

1"(25.4 mm)35/64"(13.72 mm)
9/32"(7.11 mm)3/8" NPT

9/32"(7.11 mm

1" NPT'LO''LO'

2. 電気的接続タイプ1
リード線* タイプ22の取付部でのみ利用可。

7",

'LO'

11/16"(17.5 mm) HEX'LO'

3. フロート・タイプ
タイプ2
ケーブル

タイプ3*
防水ケーブルナイロン

延長リード線

11/16"(17.5 mm) HEX

22 AWG Teflon¡、
又は24 AWGPVCケーブル

材質：フロート

1.12"(28 mm)MAX.

寸法：フロートPTFE

PVDF

1"
(25.4 mm)

1-1/4"(318 mm)
1-1/8"(28.4 mm)1"(25.4 mm)

使用温度範囲0°C〜100°C-40°C〜121°C

最大動作圧 (MPa) 、常温時0.17MPa

0.34MPa

0.860.86

液体比重（最小）同じタイプのフロートを全ての動作点に使用します。

フォーティブICGジャパン株式会社

商品情報 https://www.fortive-icg.jp/

お問合せ 0120‐083‐081

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです;AD6IINE:

リード線
(*)

YELLOW (4)YELLOW (3)RED (1)

RED (2)

L4
L3
L2

L2

配線グループII：1〜2個L1L1

WHITE (4)RED (2)

GREEN (3)BLACK (1)

RED (2)

GREEN (3)注：1. これ以外の配線構成についても承ります。
詳しくは弊社にお問い合わせください。
2. 負荷データに関して、弊社にお問い合わせください。

WHITE (4)BLACK (1)

BROWN (5)接点仕様（SPST、N.O.、N.C.）：10/20/50/100 VA

L4

ケーブル(*)

L3L2L2L1L1* プラグコネクタとのピンの対応をカッコ内の数字で示します。

5. 動作レベル寸法* 動作レ ベルの距離とL 0（軸全長）は取付部の内側面から計測します。
L0の基準点については次ページの取付部のタイプを参照してください。
** 軸全長（L0）= L1 + 寸法
D 軸全長最大（L0）=610mm.

L4L3L2A MIN
動作レベル

L1L0

B MIN

スイッチの動作レベルは次の指針に沿って決まります。
A = いちばん高い位置の動作レベルから取付部までの最短距離。
B = 動作レベル間の最短距離。
C = フロート1個で2箇所設定された動作レベル間の最短距離（注：フロート1個で動作レベル2個を設定するには、低い方のレベルが空の時通常閉、高い方が空の時通常開でなければなりません）。
D = 軸端からいちばん低い位置の動作レベルまでの最短距離。

A:K:AHL>I8=:HÄBJAI>ED>CI

配線グループI：1〜4個グループ IIYELLOW (3)BLACK (1)

BROWN (5)グループ IRED (2)

電気的接続

基本的に液面の計測が必要なポイント毎に1個のフロートが必要です。
測定する液面のポイント数は選択した配線グループのタイプによって変わります。詳しくは以下を参照してください。

BLUE (4)4. 電気的仕様

動作レベル

材質：フロート動作
レベル
C MIN
動作
レベル
D MIN
5/16" DIA. REF(7.9 mm)

寸法
AB

C

D

PTFE

__1-3/4__
44.5*

__2__
50.8_1/8_
3.2

1-1/4
31.8

PVDF

__1-3/4_44.5*__2__
50.8_1/8_
3.2

1-1/8
28.6inchmm* タイプ22（1" NPT）の取付部の場合、"A"の寸法は44.5 mm以上必要です。

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/

お問合せ 0120‐083‐081

7"-

CUSTOM LENGTH FLOAT TYPE LEVEL SWITCHES

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです プロダクト・チェックリスト:06-6386-5022□見積依頼

お名前 _________________________________________□注文 注文書番号

御社名 ___________________________________________________________________

お問合せ下さい！

必要数量__________________

必要な情報をこのフォームを記入して下さい。

郵便番号 _______________________________________
住所 ___________________________________________
電話番号 ( _____ ) _______________________________
ファックス ( _____ ) _______________________________

LS-300TFEシリーズ - マルチレベル・カスタマイズ、純テフロン製
使用環境条件Gems Sensorsのセンサが正確、正常な動作をするために下記の情報が必要になります。
OEM採用の場合は以下のオプション以外にもカスタマイズを承ります。別途、弊社にお問合せ下さい
1. 使用液体： __________________________________________

5. 粘度： ___________________ SSU

2. 使用圧：最小 ______________MPa 最大 ____________MPa

6. タンク材質： __________________________________________

3. 温度：最低 _________________ ℃ 最高 _____________ ℃

タンク深さ： __________________________________________

4. 比重：最低 ___________________

最大 _______________

7. ユニット設置位置： □タンク上□タンク底

製品パラメータ
5.動作レベルの寸法

1. 取付部のタイプ

A.

□タイプ11 - 取付部無し□タイプ22 - 1" NPT動作レベル□タイプ24 - 1/4" NPT動作レベルまでの距離*□インチ □ミリ

SPSTスイッチの動作**（印を付ける）N.O.

□タイプ25 - 3/8" NPT

L4L3L2N.C.

A MIN
動作レベル

L1L4

2. 電気的接続:

L0L3□タイプ1 - リード線

L2

□タイプ2 - ケーブル

L1***

□タイプ3 - 防水ケーブル

動作レベル* 取付部の内側の面から計測。
** スイッチの位置は液体のない（タンクが空）時が「通常」。
*** L1は、取付部が「上」の時はいちばん低い位置の動作レベルまでの距離、取付部が「下」の時はいちばん高い位置の動作レベルまでの距離。

（タイプ22の取付部のみ）

3. フロート・タイプ:

B MIN
動作レベル

C MIN
動作レベル
D MIN
5/16" DIA. REF(7.9 mm)□ PTFE

B. 軸全長 _________________ □インチ

□ PVDF□ミリ

リード線の長さ:

4. 電気的仕様□610mm□その他:________________mm

A. □グループ配線I □配線グループII
B. □10 VA □20 VA□50 VA □100 VA

Gems Sensors & Controls
One Cowles Road
Plainville, CT
06062-1198
Sensors & Controls

7".

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/

お問合せ 0120‐083‐081

tel
860.747.3000
fax
860.747.4244
www.gemssensors.com