EPU352 バイオセンサー USB isoPod™
ソフトウェアでコントロール
USB対応、専用Pod-Vuソフトウェア● 電気アイソレート式● 入力レンジ ±20nA 〜 ±20µA● ゼロ調整オフセットコントロール付き
●
●

《概要》
電気アイソレーション式でUSB対応の小型測定器です。PCに接続するだけで、低電流アンペロメトリックセンサーのシグナルを連続的にモニターします。

《使用電極》
この isoPod は、通常の２本電極（作用電極と補助電極）式低電流タイプのアンペロメトリックセンサーに使用します。
また、ク
ラークタイプの酸素電極や一酸化窒素（NO）電極にも使えます
が、NOや酸素測定にはそれれぞれ専用の isoPod も発売しています。
USB端子を持つWindows XP 以降のコンピュータに対応します。専用のPod-Vu、またはシリアルに互換性のある下記ソフト
ウェア（RS232）を使うことができます：• Connect™, www.labtronics.com/DI/RS232_Software.htm

この isoPod はUSBネットワークからDC電源を受けますので、ファラディーケージ内でも最小のノイズレベルで測定できます。４台以上の isoPods を使う場合は、電源付きのUSBハブをお使いください。

《Pod-Vuソフトウェア》
eDAQ Pod-Vuソフトウェアのデモンストレーションバージョンが、付属のUSBメモリースティックの中に入っています。
この
Pod-Vuを購入するとライセンスコードが提供されますので、Pod-Vuの全ての機能が利用できます。
Pod-Vuは自動的にバーチャルシリアルポートを構築し、接続した全てのUSB isoPodにロケーションを割り当てます。PCのUSB端子に接続するだけで、ソフトウェアからコントロールできます。操作の詳細はマニュアルをご覧ください。
Pod-Vuは最大８台のisoPodに対応し、使用するセンサーの較正、データの収録、グラフィック表示をリアルタイムで実行します。

• WinWedge®, www.taltech.com/products/winwedge.html• Tera Term, http://logmett.com/
または、LabView、Visual Basic、C++ などを使って独自のソフトウェアを作成します。

《仕様》

入力レンジ (及び分解能):20 nA
200 nA
2 µA
20 µA

電解電圧設定:–2000 to +2000 mV

電解分解能:

1 mV

オフセットゼロ:±20 µA《作動原理》RMS ノイズ (標準)：*

20 pA

バイオセンサー isoPod は、センサー電極に電解電圧を印加し、その結果作用電極で起こる基質の酸化、又は還元反応から生ずる電流をモニターし、この電流の大きさに比例するアナログ電圧を出力します。

入力コネクター：

BNC

出力データ：ASCII or 32 bit binary IEEE floatingpoint

出力速度：

100 /s

印加する電解電圧は –2000〜+2000mV まで設定できます。酸
素電極では –800mV、NO電極では +800mV、オキシダーゼ固定化酵素電極は +450mV が一般的に用いられる電解電圧です。

電源：< 50 mA、USB 接続から《アプリケーション》
アンペロメトリックバイオセンサーを使って連続モニターを必要とする分析化学、生化学、生理学等の研究に便利です。
オキシダーゼを固定化した酵素電極では、作用電極表面で酸化反応が起こりオキシダーゼ酵素によって過酸化水素を産出します。その酸化電流を測定します。

サイズ (l x w x h)：
重さ：(6.25 fA)
(62.5 fA)
(625 fA)(6.25 pA)

108 x 58 x 35 mm
200 g

eDAQ 社は、上記の仕様を予告なく変更する権利を留保します。
*ファラディーケージ内でレンジ 20 nA、1 Gohm 負荷時。
保証期間: eDAQ 社のハードウェアは１年間の品質保証が付いています。

www.eDAQ.jp
E-mail: info@edaq.jp
e-corder® とisoPod™ はeDAQ 社の登録商標です。
それ以外は、それぞれの所有者の商標です。

バイオリサーチセンター株式会社 eDAQ事業部〒461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 Tel:052-932-6421

シリアルコミュニケーション
このisoPod はUSB端子に対応し、Windows、Mac OSX、及び Linux コンピュータのバーチャルシリアルポートとして機能します。Windows XP 以降のコンピュータ用のUSBドライバーと互換性があります。
ドライバーは付属のUSBメモリーステ
ィック、又は下記からダウンロードできます。
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
isoPod をシリアル(RS232)デバイスとして扱いますので、通信用のソフトウェアをLabView、Visual Basic、C++などを使って作成しコントロールします。
まず、シリアルポートの番号を規定します。Windows コンピュータのシリアル番
号１と２はマザーボード用に割り当てられていますので、isoPod には通常シリアルポート３(COM3) かそれ以上の番号を割り当てます。
このバーチャルシリアルポートのコンフィギュレーションを115200ﾎﾞｰﾄﾞ、8 ﾋﾞｯﾄ、1 ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ、no parity とし flow control は NONE とします。
正しくコンフィギュレートされるとコマンドプロンプト EPU352> が表示し、新規コマンドが送信できます。

双方向通信ターミナルエルミネーションソフト (例えば Tera Term) を使えば、手入力でisoPod と双方向通信ができます：
1. http://logmett.com から Tera Term のインストラーをダウンロードする。
2.不必要なものをインストールしないために、‘Compact Installation’ オプシ
ョンを選んでインストールしてください。

EPU352> sample ascii <freq> [N]EPU352> sample binary <freq> [N]
周波数 <freq> で測定し、<freq> を1～100Hzの整数で返す。測定値は ASCII
か 32 bit binary IEEE 浮動小数点データとして返す。[N] に任意の整数 を設定し、それをサンプル数として返す。! でこのモードは終了。<freq> を文字 # にすると、毎回シングル値を # で送信。
EPU352> interval ascii <time> [N]EPU352> interval binary <time> [N]ワンサンプルを毎時 <time> 秒で返す。[N] に任意の整数 を設定し、設定したそのサンプル数を返す。! でこのモードは終了。
EPU352> cal set <N> <value>
N番目の較正ポイント数 <N> を設定し、測定値は指定した単位で表わされ<value> とする。ただし、<N> は 1～15 の整数。<N> = 1 (一点較正) の時は、ゼロシグナルをゼロと見なし、較正曲線は原点を通る最適化直線とする。
EPU352> cal set <N> <value> <current>
N番目の較正ポイント数 <N> を設定し、測定した値 <current> ナノアンペアを指定した単位の値 <value> で表す。ただし、<N> は 1～15 の整数。<N> =1 (一点較正) の時は、ゼロシグナルをゼロと見なし、較正曲線は原点を通る最適化直線とする。
EPU352> cal remove <N>
N番目の較正ポイント <N> を消去。それ以後のポイント番号は１ポイントずつ減らす。
その較正ポイントで再較正する。
EPU352> cal remove all
全ての較正ポイントを消去。

3. isoPod を接続し、USBドライバーが必要なら付属の isoPod インストラー
USB メモリースティックをコンピュータにつなぎます。

EPU352> cal get
全ての較正情報を返す。

4. Windows のデバイスマネージャーを開き、isoPod とそれに対応する COMポートを ‘Ports (COM & LPT)’ リストから見つけてください。
どの COM ポートが対応しているかは判りませんが、COM3 以上のポートです。

EPU352> res
現行シグナルを読み取り、Vexをこの値で割って抵抗値を算出する。この演算を示すストリングを返す。

5. Tera Term ソフトウェアを立ち上げ、Setup メニューの serai port... を選び、上記のシリアルポートを指定します。OKをクリックして Tera Term メインウィンドウに戻し、リターンキーで EPU352> プロンプトを呼び出します。
双方向通信が設定できたらシリアル通信が確保されますので、ソフトウェアを書き込む操作を進めてください。

EPU352> version
ファームウェアのバージョン番号を返す。
EPU352> prompt off‘EPU352> プロンプトを終了。

シリアルプロトル

prompt on
プロンプトに戻す。

EPU352> help
EPU352> ?
コマンドリストを返す。

スタートの方法

EPU352> set range <r>
ナノアンペアでレンジを設定。<r> = 20, 200, 2000, or 20000.
確認ストリングスを返す。

上記のプロトコルに従って独自のソフトウェアを作成する場足は、Ters Term のような端末エルミネーションソフトを使い、各コマンドを手入力で isoPod に送ことから始めてください。期待通りの応答が得られ、プロトコルが変更されても必ず対応できる筈です。

EPU352> get range
レンジ設定を返す。
EPU352> set Vex <amount>
印加/静止電圧を設定。<amount> ~±2.000 V.
確認ストリングスを返す。
EPU352> get Vex
印加/静止電圧をボルトで返す。
EPU352> set offset auto
入力するシグナルが自動的にゼロ nAになるように設定。
EPU352> set offset <amount>
シグナルに <amount> nA (～2000 nA )のオフセットを適用。
EPU352> set offset 0
EPU352> set offset off
適用したオフセットを除去。
EPU352> set units
較正後に使う単位名を設定。例えば ng/L、確認ストリングを返す。
EPU352> get units
単位名を返す。
EPU352> r
シグナルの測定値を返す。10 Hz(10回/秒)まで繰り返し可能。
EPU352> v
シングル値を返す。測定値は数値として、単位名などの文字は除く。
10 Hz (10回/秒) まで繰り返し可能。