ER175 波形ジェネレータ
• インタラクティブなオペレーション• パルス波、ランプ波、三角波、サイン波を出力• ソフトウェアで初期条件を設定• サイクリックボルタンメトリーに最適• 各種ポテンショスタットに対応• USB接続特長

ソフトウェアER175 波形ジェネレータは比較的遅い波形を出力させるための装置で、測定中に随時印可電圧のスイープを逆走させたり一時停止させることができます。

波形ジェネレータを e-corder に接続する時(I2C 端子を介し)は、Chart ソフトウェア(v.3.9 以降)を使用します。それ以外はACアダプターから電源を取りコンピュータとUSBで接続し、シリアル対応ソフトウェア(RS232)で対応します。
ソフトウェアの例：

パルス波、ランプ波、三角波、サイン波の振幅は最大±10Vまで設定できます。さらに三角波の初期値は任意の設定値からスタートできます。

• LabVIEW™、www.ni.com

内部DACによって設定した波形をクロックレート10kHz22bit の分解能で出力します。

• Connect™、www.labtronics.com/DI/RS232̲Software.htm

TTL(又は接点リレー)シグナルが出せますので、出力する波形を外部装置(水銀電極、市販のポテンショスタット、光源、スターラなど)と同期させることも可能です。

• Tera Term、http://logmett.com/

または、Visual Basic や C++ などで作成したプログラム。

アプリケーション

パッケージ

この波形ジェネレータはサイクリックやリニアスイープ
ボルタンメトリーに最適で、測定中にスイープの逆走、一時停止が随時行えます。電圧レベルも連続的に設定でき、デュレーションの変更やシーケンスの反復も任意に行えます。その他、バイブレーションテストやサーボコントロールのループ試験などにも応用できます。

eDAQ ER175 波 形 ジ ェ ネ レ ー タ
付属品：接続ケーブル、12V DC 電源アダプター• WinWedge ®ࠊwww.taltech.com/products/winwedge.html

使用コンピュータ
Windows XP、VISTA、Windows 7 に対応し、波形ジェネレータとe-corder に接続できるUSB端子を装備するコンピュータ。

開始/停止

一時停止/再開

スイープ方向Chart ソフトウェアの標準的な設定項目

WaveFormGenerator


2QOLQH

0RGH
7ULJJHU

トリガー入力2XWSXW

2XWSXW

波形出力
, C Bus

グランド端子2XWSXW*1 '*1 '&20&20  9  9&20& 7 / & 7 / 

7 5 ,*&20& 7 / &20&20&20

2 8 7 &20&20

2 8 7 2 8 7 ,QSXW

ターミナルコネクター

USB端子9'&  $電源入/切三角波形のプレ、及びポスト電圧レベルࣂ࢖࢜ࣜࢧ࣮ࢳࢭࣥࢱ࣮ᰴᘧ఍♫ࠉH'$4஦ᴗ㒊シリアルコミュニケーション
波形ジェネレータは USB 端子に対応し、Windows、Mac OSX、及びLinuxコンピュータのバーチャルシリアルポートとして機能します。
殆どの Windows コンピュータのUSB ドライバーが、波形ジェネレータに付属するeDAQ ソフトウェアインストラーに入っています。それ以外のドライバーは、下記からダウンロードできます。
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
ドライバーをインストールすると、波形ジェネレータをシリアル(RS232)ディバイスとして扱いますので、通信用のソフトウェアをLabView、C++ 、Visual Basicなどを使って作成し制御します。
まず、シリアルポートの番号を開設します。Windows コンピュータのシリアル番号１と２は、マザーボード用に割り当てられています。
従って波形ジェネレータには通常シリアルポート３(COM3)、またはそれ以上を割り当てます。
このバーチャルシリアルポートのコンフィグレーションを、115200 baud、8 bits、1 stopbit、no parity とし、ﬂow control は NONE とします。
正しくコンフィグレートされるとコマンドプロンプト WF> が表示し、新しいコマンドが送信できます。これを略式記号 > で表します。

> sine <N> <frequency> <baseline> <amplitude><N> サイクル のサイン波の設定です。周波数 <frequency> Hz、振幅<amplitude> mV、ベースライン <baseline> mVのサイン波。
例えば、> sine 99999 25 0 50 では、周波数 25Hz で振幅 50mV (Vp-p100 mV ) 、ベースライン 0 mV のサイン波になります。
> none
何もファンクションを登録しない (これが初期設定です)。
定電位の状態にしたい場合や。プレ、及びポストコマンド用に電圧を一定に保つのに使います。
> post <level> <duration> [ <level> <duration> ... ]電圧レベル継続時間を最大各20まで設定きます。前のファンクションが終了すると直ぐに開始します。例：> post 300 5s -500 2s では、直ぐに300 mVを2秒間、次いで-500 mVで2秒間出力します。
設定通り終了すると、そのまま静止電位に戻ります。このコマンドを使.
えば、アノードストリッピングボルタンメトリーの分析終了後のクリニングポテンシャルとして利用することができます。

双方向通信> repeat <N>
設定した波形やファンクションの反復回数を設定するコマンドです。
反復回数 <N> を繰り返した後、静止電圧に戻ります。
初期設定は <N> =1 です。<N> =INF では、停止かポーズのコマンドがセットされるまで連続して反復します。

端末エルミネーションソフト(例えば Tera Term)を使えば、波形ジェネレータとマニュアルで双方向通信ができます：

アクション

1. http://logmett.com から Tera Term のインストラーをダウンロード
2. 不必要なものをインストールさせないために ʻCompact Installationʼ
オプションを選んで Tera Term をインストール
3. 波形ジェネレータを接続し、必要なら eDAQ ソフトウェアのインス
トラー CD をコンピュータに挿入。

> idle <level>
静止電圧の設定です。静止電圧は直ぐに導入されます。波形を出力中の時は、終了後に導入されます。この静止電圧は、波形の出力が終了すると必ず作動します。

4. Windows のデバイスマネージャー を開き、波形ジェネレータとそれに対応する COM ポートを ʻPorts (COM & LPT)ʼ のリストから見つけてください。どの COM ポートが対応してるかは判りませんが、COM３以上のポートの筈です。

> run or > go
波形のプレ電圧を設定し、ファンクションを決め、ポスト設定を選んでから静止電圧を選定します。このコマンドは、フロントパネルの Trigger コネク
ターに適正なシグナルが入ると初期化します。即ち、フロントパネルのスタートボタンに相当します。

双方向通信が構築できたらシリアル通信が確保されたことになり、独自のソフトウェアを書き込めば、それで処理ができます。

> stop
停止し、静止電圧に戻します。フロントパネルのストップボタンと同等です。

シリアルプロトコル> reverse
出力している波形を逆走させます。静止電圧には戻しません。
フロントパネルの reverse derection ボタンに相当します。

下記に示すように、波形ジェネレータには対応するコマンドがあります：Durations は、秒(初期設定)、㎜ sec、μsec の単位で設定できます。
例えば、Durations 5、5s、5 s、5 ms、5µs はすべて有効で、durations として設定されます。電圧レベルは mV 単位で±10000 mV の範囲で入力できます。

Help コマンド> help>?
所定のコマンドリストを返す。

波形の定義> pre <level> <duration> [ <level> <duration> ... ]最大20種類の電圧レベルとデュレーションが設定可能です。これらはメインファンクションの前に作動します。例えば、> pre -800 15s なら、そのファンクションが始まる前に -800mVで15秒間出力します。このコマンドはデポジションをセットしたり、アノードストリッピングボルタンメトリーの傾斜電位の静止電圧として使用します。
> triangle <N> <slope> <start level> <ﬁrst limit> <second limit>
三角波の設定です。<N> は反復回数です。<start level を起点とし<slope>ｍV/s のレートで <ﬁrst limit> に、次いで <second limit> まで進め、<start level> に戻り、これをN回繰返します。
例えば、> triangle 5 100 200 800 -500 では、200 ｍV から始め 100 mV/sのレートで800 ｍVまで上げ、次に -500 mV まで下げて200 ｍV に戻す三角波を５回繰り返す設定になります。
> ramp <N> <slope> <ﬁrst limit> <second limit>
ランプ波を <N> 回反復する設定で、<ﬁrst limit> を起点とし <slope> mV/s
で <second limit> にします。例えば > ramp 1 100 -200 700 では、起点を-200 ｍV とし 100 m V/s のレートで 700 m V まで上げるシングル・リニア
スイープボルタングラムの設定となります。
> pulse <N> <ﬁrst level> <ﬁrst duration> <second level > <secondduration>
連続パルス <N> 回の設定です。<ﬁrst level> mV で <ﬁrst duration> 秒出力
し、次に <second level> mV を <second duration> 秒出力します。
通常、<second level> は静止電圧と同じになります。
例えば、> pulse 999 450 200ms -50 800ms では、450 mV を 200ms の間出力した後に -50 mV を 800 ms 間出力するパルスペアを999回反復する設定です。

> pause
出力している波形を現行の電圧値で休止します。フロントパネルの pause/resume ボタンに相当します。
> resume
停止した波形の出力を再開します。フロントパネルの pause/resume ボタンに相当します。
> prompt off or prompt on
コマンドプロンプトを無効、または再有効させます。

シグナルの同期
Output 2 が、フロントパネルとバックパネルのターミナルコネクターに設けてあります。また、Output 3 とコントロールライン (CTL1, CTL2, 及び CTL3)がバックパネルのターミナルコネクターにあります。これらの端子から、波形ジェネレータで作成された同期信号が出力します。
初期設定で は、コントロールラインは接点リレー (CC) の Openになります。
Outputs 2 と3 は 0 か +2.5 V に設定されており、コントロールラインが TTL
on コマンドであれば 0 (Low) か、4 V (High) になります。
Pulse Ar... か PulsePer... コマンドは 10 ms 状態を反転 (即ち low から high、または open から cllose に) させます。
> TTL off
CTL1、CTL2、CTL3 を接点リレーに設定します。これが初期設定で、コンタクトオープンの状態です。
> TTL off
CTL1、CTL2、及び CTL3 を TTL ( 最初はlow に設定されます) として機能させます。
> output <outputname> <outputfunc><outputname> = OUT2、OUT3、CTL1、CTL2、または CTL3 で、<outputfunc> = Low、High、PulseAtRun、PulseAtFunction,、EntireRun、FunctionSync、SlopePos、SlopeNeg、PulseAtLimit、または PulsePerCycle
であれば、表1 に規定する状態で出力し、外部装置に同期します。

ࣂ࢖࢜ࣜࢧ࣮ࢳࢭࣥࢱ࣮ᰴᘧ఍♫ࠉH'$4஦ᴗ㒊表1. 外部装置と同期する為の利用可能な出力機能
Low

TTL low, CC openHigh

TTL high, CC closed

PulseAtRun

TTL pulse, or brief CC closed, at start of pre period

PulseAtFunction TTL pulse, or brief CC closed, at start of function
EntireRun

TTL high, CC closed, from start of pre period to end of
the post period

FunctionSync

TTL high, CC closed, from end of pre period to start ofthe post periodSlopePos

TTL high, CC closed, when a triangle or sine function isincreasing

SlopeNeg

TTL high, CC closed, when a triangle or sine function
is decreasing

PulseAtLimit

TTL pulse, brief CC closed, at upper or lower limit oftriangle function

PulsePerCycle

TTL pulse, brief CC closed, at end of each main function
cycle

Chart ソフトウェアを使ってこの波形ジェネレータは eDAQ の e-corder ユニットと Chart ソフトウェ
ア ( Version 5.5.9以降)とを組み合わせて使用することができます。
この場合は、e-corder の I2C 端子と波形ジェネレータとを専用ケーブルで接続します。これによって波形ジェネレータに電源を供給し、通信します。
従って、USBケーブルや 12V DC 電源パックも必要ありません。 Setup メ
ニューの Waveform Generetor コマンドを使って、ソフトウェアコントロールパネルにアクセスできますので、シリアルプロトコールを使ってプログラミングする必要はありません。
設定項目: pre、post、function、idle、repeat、output などは、前の項で説明した同名のシリアルプロトコールとまったく同じです。
その他、下記コントロール:

その瞬時の電圧レベルで波形の出力を休止します。ボタンを再度押と休止したそのポイントから波形の出力が始まります。
ファンクションの方向を逆走させます。静止電圧、pre、post 電圧レベルは変更しません。

•フロントパネルには、次の三つのコネクターが配置されています：• Trigger：この入力端子で受けた TTL や接点リレー信号で、波形出力を開始します。

Chart ソフトウェアの 記録の Start / Stop コマンドに同期しており、波形の開始 / 停止をさせることができます。バーチャルボタン：• Output 1：波形シグナルを出力します。通常ポテンショスタット、オシロスコープ、e-corder の入力端子に接続します。
• Output 2.：このアナログ出力はシリアルプロトコールコマンド(上記参照)によって制御します。

アクション (stop/start、pause/resume、及び reverse) ボタンでフロントパネルのボタン（図 1）と同等です。スライダーバー：

バックパネルの特性：• USB 端子：バーチャルシリアルポートとしてコンピュータに接続します。
シリアルプロトコル (上記) を使って設定します。

e-corder ユニットのステータスと、波形の進行状況を表示します。

I2C Bus 端子：e-corder ユニットに接続し、 Chart ソフトウェアを使います。

e-corder と Chart ソフトウェアを使う時は、波形ジェネレータの Output
1 は通常ポテンショスタットの外部入力(通常 ”E In” か 、”Ext In” と表示されています)に接続します。ポテンショスタットの電位と電流シグナルの出力は、e-corder の入力チャンネルに接続します。

• 12 V DC 入力： e-corder を使わない時に必要です。Power On/Off スイッチで作働します。

テスト用には、波形ジェネレータの Output 1 は e-corder のフロントパネ
ルの Input 1 コネクターに接続します。これで Chart ソフトウェアから直接、波形ジェネレータのシグナルが記録できます。

• ターミナルコネクター： ターミナルコネクターは、機能的にフロントパネルの代用となる接続端子です。さらに、表 1. に示す様々なシンクロナイズ機能や Output シリアルコマンド (上記) で制御される機能、図 2. に示す
Chart ソフトウェアーコントロールコマンド なども提供します。

• グランド端子：通常はグランド端子を使う必要はありませんが、ノイズレベルが高い場合に接続します。

ハードウェアの特長
図 1. は波形ジェネレータのフロントパネルとバックパネルを示したものです。フロントパネルの指示ランプ：• Online−オンの時は緑ランプ点灯、シリアル又は I2C 通信時は点滅。
• Mode−停止中は青 (静止電圧出力)、波形出力時は緑、波形出力休止中は黄色。
フロントパネルには次の三つのコントロールボタンがあります：
波形出力の開始と停止。波形はプレコンディショニング電圧レベル(pre) を始め、メインファンクション (triangle、ramp、pulse、none) 、ポストファンクション電圧レベル (post) から構成され、図 2. に示す Chart
コントロールパネルか、バーチャルシリアルポートを通じて出力波形を設定します。

www.eDAQ .jp
E-mail: info@edaq.jp
PowerChrom & e-corder は eDAQ 社の登録商標です。
それ以外は、それぞれの所有者の商標です。

ࣂ࢖࢜ࣜࢧ࣮ࢳࢭࣥࢱ࣮ᰴᘧ఍♫ࠉH'$4஦ᴗ㒊ࠛࠉྡྂᒇᕷᮾ༊Ἠࠉ7HO

ER175 波形ジェネレータ

仕様
使用可能なロジック
シグナル：

波形シグナル
出力シグナル：〜±10 V

出力精度：±1 mV、フルスケールの + 0.02%

Low, High, Pulse at Run, Pulse at Function,
Entire Run, Function Synch, Slope is Positive,
Slope is Negative, Pulse per Cycle.

補助電源：

2 x +5 V 出力、最大各100 mA

前処理レベル：

4 (Chart ソフトウェア)
20 (シリアルプロトコールコマンド)

出力電流：

連続 ±50 mA (200 Ω負荷時)

波形：

パルス波、ランプ波、三角波、サイン波

プレファンクションレベル

4 (Chart ソフトウェア)
20 (シリアルプロトコールコマンド)

ランプ波と三角波のスイープ速度：< 1 mV/h 〜
1 V/s ( 0.1 mV ステップ)
10 V/s (1 mV ステップ)

ファンクションサイクル

1〜連続

リピートレベル

1〜連続

波形ステップ：最小ステップ幅 100 µs
最小ステップ高 5 µV

接続端子

ノイズ (p-p)：<15 µV 標準

形式：

直線性：

<0.02% 標準

スルーレート：

0.2 V/µs

コントロール
ユーザ側の操作：20 ﾋﾟﾝ オスコネクター、3.5 ㎜ 間隔
ネジ端子付きデータ通信
USB:

USB 2.0 または 1.1 対応

2e-corder 使用時は、DB-9 コネクターで電源と制御を管理

I C 拡張端子：
停止/開始
ポーズ/再開スイープ方向の逆走寸法

トリガー入力：TTL または接点リレー

サイズ (w x h x d):

200 x 65 x 250 ㎜

ロジック出力：CTL 1, CTL 2, CTL 3

重さ：

1.4 kgロジック TTL レベル：

4 V high、最大各 1 mA
0.5 V low、最大各 15 mA

使用電源：

12 V DC、2 A

作動環境：

0 〜 35 °C
0 〜 90% 湿度 (非結露)

アナログ出力：OUT 1 (主), OUT2, OUT3

OUT2, OUT3 ロジック
レベル

2.5 V high
0.0 V low

仕様は予告無く変更することがあります。

保証期間： eDAQ 社のハードウェアは1年間保証です。

www.eDAQ .jp
E-mail: info@edaq.jp
PowerChrom & e-corder は eDAQ 社の登録商標です。
それ以外は、それぞれの所有者の商標です。

ࣂ࢖࢜ࣜࢧ࣮ࢳࢭࣥࢱ࣮ᰴᘧ఍♫ࠉH'$4஦ᴗ㒊ࠛࠉྡྂᒇᕷᮾ༊Ἠࠉ7HO