ユーザーズマニュアル

No. 99MAG029J

シックネスゲージ（ダイヤルタイプ）

ja

2． 各部の名称

1．タイプ

図はコードNo. 7301（標準タイプ）の例■標準タイプ010

安全に関するご注意
本商品のご使用にあたっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってください。それ以外で使用された場合、安全性を損なうおそれがあります。

注意90802030
123404070987656050

軽度の障害を招く可能性のあるリスクを示します。

ブレードシックネスは測定子とアンビルの先端が鋭利なため、けがのおそれがあります。
取り扱いの際には、けがや先端の破損に十分注意してください。

注記●コードNo.
7301
7305
7321
7323
7327
7300S
7304S
7322S
7326S

12341409051220803070234011914561315876050

物的損害を招く可能性のあるリスクを示します。

• 分解、改造をしないでください。
• 急激な温度変化のある場所での使用、保管は避けてください。また、ご使用の際は室温に十分なじませてください。
• ほこりや油、オイルミストが少なく、また直射日光の当たらない場所で使用してください。
• 湿気やほこりの多い場所での保管は避けてください。
• スピンドルを急激に動かしたり、横方向に力を加えないでください。
• スピンドルに対し垂直な方向の荷重や、ねじれがかかるような使用は避けてください。
• 落下などの急激なショックを与えたり、過度の力を加えないでください。
衝撃が加わったときは、精度と作動を点検後使用してください。
• 水やクーラント飛沫が直接かかる場所での使用は避けてください。

10■レンズメータ

010908020302340140596708●コードNo.
73137312S7313A7312A

7タイプ .......................................................................................................... 1ページ
各部の名称 .................................................................................................. 1ページ
使用前の準備 .............................................................................................. 2ページ
測定方法 ...................................................................................................... 2ページ
リミット針・外枠クランプ・リフティングレバー ............................................. 2ページ
使用後の注意 .............................................................................................. 3ページ
仕様.............................................................................................................. 3ページ
引き取り修理について（有償）...................................................................... 3ページ

9876050

6目次
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7301A
7305A
7321A
7323A
7327A
7300A
7304A
7322A
7326A

■パイプゲージ

01090802030
2340

14059670●コードNo.
73607361S
7360A
7361A

① 外枠クランプ（ミリ機種はオプション）② リミット針（オプション）③ スペーサー④ リフティングレバー⑤ フレーム⑥ アンビル⑦ 測定子⑧ スピンドル⑨ 止めねじ
⑩ 短針
⑪ 長針
⑫ アリ溝
⑬ 覆い板
⑭ 外枠
⑮ 裏ぶた

876050■ブレードシックネス

01090

802030140070928

37456●コードNo.
7315
7316S
7315A
7316A

6050

1

株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

2019 年5月9日 発行
Printed in Japan3． 使用前の準備

4． 測定方法

1）使用前の確認

5．リミット針・外枠クランプ・リフティングレバー

注記1）
リミット針の取り付けと取り外し（オプション）

物的損害を招く可能性のあるリスクを示します。

• 本商品を使用する姿勢において、長針、短針、スピンドルの動きが滑らかであることを確認してください。
• 設定した位置での長針と短針の停止位置が安定していることを確認してください。
スピンドルやフレームなどが体温や気温の変化により熱影響を受けて膨張・収縮し、指示値が変化することがあります。長針がゼロからずれる場合がありますが、異常ではありません。
• 定期校正や精密な測定が要求される場合には、体温の影響による指示値の変化を軽減させるた
めに、厚手の手袋を着用してください。
• 測定子とアンビルが緩んでいないことを確認してください。

• 勢いをつけて測定子を測定ワークに接触させないでください。測定ワークが変形し、測定結果に影響を及ぼす場合があります。
• 止めねじを緩めたり、外して分解しないでください。測定子とアンビルの平行度が狂い、測定範囲、精度、測定結果に影響を及ぼす場合があります。
• 測定前には必ず基点合わせを行ってください。特に、温度変化のある場所で使用するときは、頻繁に基点を確認してください。
• 測定前にはゴミ、切り粉などを取り除いてください。

2）測定子・アンビルについて1）標準測定■標準タイプ、パイプゲージ、ブレードシックネス

注記

測定子は取り外さないでください。測定子とアンビルの平行度が変化し、精度不良の原因となります。測定子の交換を希望される場合は、弊社営業所へご連絡ください。

10903080207030
16070924060● 取り外し87375456605050

フラット測定子

8083490912

フラット測定子

141 図のようにフレームを持つ
2 アンビルと測定子が閉じた状態で外枠を回し、長針がゼロを示すようにする
3 ゆっくりとリフティングレバーを押し下げて、スピンドルを持ち上げる
4 測定ワークを差し込み、ゆっくりとリフティングレバーを放して測定子を測定ワークに接触させる

5 長針および短針の値を読み取る

309182739175670208480690560

1470※フラット測定子・アンビルの平行度：5 ㎛• アンビルを上下逆にする場合は、フレームのネジを緩めます。切り欠きをネジ側に向けてアンビルをフレームに挿入し、ネジを締めます。

0360

0

127(B)2(A)4

1 図のようにフレームを持つ
2 基準ゲージまたはマスター（1.20 mm）を測定し、外枠を回して長針がゼロを示すようにする
3 ゆっくりとリフティングレバーを押し下げて、スピンドルを持ち上げる（1.29 mm）を差し込み、ゆっくりとリフティングレバーを放して測定子を測定ワーク
4 測定ワーク（1.29 mm）に接触させる

5 長針および短針の値を読み取る

Tips

(C)

(A)

1070
85050680

540

9

1430

390240

03060

月形レンズ

8050

凸レンズ

109040

凹レンズ

30

1020

1 リミット針を矢印の方向に押し上げるようにして外す

20アンビル（SR3球曲面）

20アンビル（平面）12）外枠クランプの取り付け（ミリ機種はオプション）

2）比較測定アンビル（SR3 球曲面）

1

1 外枠にリミット針を掛ける
2 パチンと音がするまでリミット針を押す

00102040

ボール付き測定子（SR2）

23

物的損害を招く可能性のあるリスクを示します。

■レンズメータ• 取り付いているフラット測定子は、被測定物の形状に応じて付属のボール付き測定子（SR2）と交換が可能です。また、アンビルも上下逆にできるため、アンビルの球面側（SR3）と平面側を切り替えることができます。
• 測定子の交換、アンビルを上下逆にした際は、測定子とアンビルが接触していることを確認し、測定前に基点を再設定してください。
• フラット測定子とアンビルは、購入時に組み込まれていたものだけをご使用ください。購入時以外のものに交換された場合の性能は、弊社の保証外となります。

● 取り付け（A）をはめ込む
1 アリ溝にクランプブラケット（A）を押さえ、クランプねじ（C）を締め込む
2 クランプイタ（B）でクランプブラケット

注記

物的損害を招く可能性のあるリスクを示します。

本商品を横姿勢で使用する場合、振動などでクランプねじが緩み、脱落することがありますので注意してください。

測定ワーク

大きな測定ワークの場合、測定時に向きが不安定となり、指示値が安定しない場合があります。測定ワークに手を添えるなどして、姿勢を安定させてください。

2株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

2019 年5月9日 発行
Printed in Japan3）
リフティングレバーの取り付けと取り外し● 取り付け2(A)(B)
1

1 スピンドルを持ち上げて、リフティングレバーの先端をストップねじ（A）にはめ込む

Tips

このとき、スペーサー（B）の下にリフティングレバーの先端を入れてください。

2 アリ溝にリフティングレバーの溝をはめ込み、矢印方向へ動かして固定する● 取り外し1
1 指かけ部を押し上げ、リフティングレバーを取り外す

6． 使用後の注意• スピンドル摺動面の汚れは、乾いた布かアルコールを少量含ませた布で拭き取ります。その際、スピンドルには注油しないでください。
• 覆い板の汚れは、柔らかい布を希釈した中性洗剤に浸してご使用ください。有機溶剤（シンナーなど）を使用すると変形や故障の原因となります。
• 標準タイプとレンズメータは、フラット測定子とアンビル（平面）のリンギング（密着）を防ぐため、測定面に油紙などをはさんで保管してください。
• 測定子とアンビルには防錆処理をしてください。
• シックネスゲージの性能は、使用状況や保存状態に大きく左右されます。使用頻度・環境・保管方法などを考慮した上で社内規格などに周期を定め、定期的に点検することをお勧めします。
• 高温や高湿になる場所、ほこり、オイルミストの多い場所を避けて保管してください。

7． 仕様
使用環境：温度0°C〜40 °
C、湿度

30 ％〜70 ％（ただし、結露なきこと）

8． 引き取り修理について（有償）以下のような不具合が発生した場合は、引き取り修理（有償）が必要です。お求めの販売店または弊社営業所へご連絡ください。弊社以外で修理や分解した場合の性能は弊社の保証外となります。
• スピンドルの作動が悪い• 指針静止位置が大きくずれている（針飛び）• 精度不良* 基本の構成部品の交換や、交換部品が多い場合は、修理を辞退させていただくことがあります。

3株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

2019 年5月9日 発行
Printed in Japan