S c o p e S o f t w a re M a n u a l

Scopeversion 4.0
for Windows and Macintosh computers

日本語解説書e-corder®

www.eDAQ.com

This document was, as far as possible, accurate at thetime of printing. However, hanges may have been madeto the software and hardware it describes since then:eDAQ Pty Ltd reserves the right to alter specifications as
required. Late-breaking information may be supplied
separately. Latest information and information about
software updates can also be obtained from our web site.

For Scope version 4.0
Copyright © November 2003
eDAQ Pty Ltd
6 Doig Avenue
Denistone East, NSW 2112
Australia

Trademarks
e-corder and PowerChrom are registered trademarks ofeDAQ Pty Ltd. Specific model names of data recording
units, such as e-corder 201, are trademarks of eDAQ Pty
Ltd. EChem is a trademarks of eDAQ Pty Ltd. Chart andScope are trademarks of ADInstruments Pty Ltd and used
by eDAQ under license.

http://www.eDAQ.com
email: info@eDAQ.com
All rights reserved. No part of this document may be
reproduced by any means without the prior written
permission of eDAQ Pty Ltd.

Mac OS, and Macintosh, are registered trademarks ofApple Computer, Inc. Windows 98, Windows Me,
Windows 2000, and Windows XP are trademarks ofMicrosoft Corporation.
PostScript is a registered trademark of Adobe Systems,
Incorporated.
All other trademarks are the respective properties of
their owners.
Document Number: U--ES200S-1103-

ii

Scope Software

目

1

次

はじめに 1

Scope を使う上で知っておくこと使用するコンピュータ
Windows2
Macintosh2

2

スイープとトリガーコントロール
スイープ
33
トリガー
36

Windows 版のインストール

3

Macintosh 版のインストール
Scope を終了する

2

2

スティムレータ
37
モード
37
コントロールを設定する
39
刺激波形をカスタマイズする
Stim パネル
41
定電圧出力
41
スティムレータ出力 43
スティムレータ外部出力 4355Scope の基本 7

Scope とは8

Scope ファイルを開く
10
Scope ファイルを閉じる
Scope ウィンドウ
記録

12

4

13
18

33

40

データディスプレイ 45

データディスプレイエリア
46
チャンネル表示の高さを変える
チャンネルを重ねがきする46
シングルチャンネルで表示する

17

記録中のディスプレイ
記録の中断
19
記録する時間19

単位変換
29
数値を入力する
30
単位名を選ぶ
32

振幅軸

46
47

48

サンプリング速度の設定
22
サンプリング速度の制限 24

軸ラベル
49
ディスプレイセッティング
50
オーバレイディスプレイセッティング
刺激波形のディスプレイセッティング

チャンネルコントロール

ナビゲーティング

3

Scope のセッティング 21

24

入力アンプ
26
シグナルの表示26
フィルター処理 27
シグナルの入力コントロール
オフセット表示28

Scope ソフトウェア

52
53

54

ページの重ね合わせ 55
ページボタンを使う
55
27

ズームウィンドウ

56

iii

5

緊急なアクセス108
ハードウェアのスタートアップ
外部トリガー
109

ファイルの取り扱い 61

データを選ぶ 62
選択範囲のミニウィンドウ
データを編集する

64

データを転送する
クリップボード

65
67

63

マクロ
110
マクロを記録する111
マクロを作動する
112
マクロを削除する
112
マクロを記録する時のオプション
マクロを別のマクロで使う
116
マクロコマンド116

セーブオプション 67
ファイルを追加する
70
テキストファイル

71

Analysis Scope

印刷する
73
ページセットアップ 73
プリントコマンド 75

A

ページコメント

Menus

ノートブック678
79

データの解析 81

B

メニューとコマンド 125
125-129

技術サポートバックグランドサブトラクト

C

アベレージページ91

X-Y ディスプレイ

92

FFT ディスプレイ

93

演算機能
95
サンプリング速度
96
単位
96
ディスプレイファンクション
96
チャンネルファンクション
97

7

131

一般的なトラブルの解決法

88

129

トラブルシューティング 131

シグナルからデータを読み取る 82
マーカを使う 82
ベースラインの設定と移動
83
マーカミニウィンドウ
84
86

113

123

キーボードショートカット

データパッド87
データをデータパッドに書き加える
段落のセットアップ
89

109

133

テクニカルノート 137

高速フーリエ変換
演算機能

137

140

インデックス 143
ライセンスと保証承諾書 151

カスタマイズと自動化 101

プレファレンス
102
オプション 102
メニュー
105
コントロール106
スタートアップ
107
iv

Scope ソフトウェア

C H A P T E R

1 はじめにO N E

Scope プログラムは、e-corder を 2 チャンネルのストレッジオシロ
Scope として使用する為のアプリケーションソフトウェアです。

Windows もしくは Macintosh コンピュータと接続し、この e-corder
アプリケーションソフトを使えば、様々なデータの記録や解析に応用できます。

この章では Scope のインストール法、必要なハードウェア、このアプ
リケーションを使う際の本解説書の利用法について説明します。

Scope ソフトウェア

1Scope を使う上で知っておくこと

注:
コンピュータ画面上のScope ソフトウェアの実際の表示は、このマニュアル
で示すものと若干違いがあるかも知れません。使用するオペレーションシステム
やディスプレイ設定で表示は異なります。

Scope プログラムをインストールして使うにはコンピュータの OS 環
境について知っておく必要があります。マウスやキーボードの使い方、メニューからコマンドの選択やディレクトリーダイアログボック
スの使い方は通常のソフトウェアと殆ど同じです。

e- corder マニュアルのはじめの章を読みコンピュータと e- corderが正しく接続されているのかを確認してから、この章を続けてください。また、更新したドキュメントやアプリケーションノートはwww.eDAQ.com ( または、www.eDAQ.jp) からダウンロードできます。

使用するコンピュータ
Windows･ Pentium あるいはそれに以上のプロセッサー使用･ Microsoft Windows 98, Me, 2000, XP 以上。. Windows 95 や
NT では e- corder ユニットでは記録モードでは作動しません。
但し、古いコンピュータでも Scope ソフトウェアで記録したデータの再生、解析はできます。
･ 48 MB RAM (Windows NT 4, 2000, XP)･ 20 MB 以上の空きディスク容量･ CD-ROM ドライブ･ 800 x 600, 256 ﾋﾟｸｾﾙ 以上のカラーディスプレイ
･ USB インターフェース

Macintosh･ Power PC, G3 以上のプロセッサー使用･ Mac OS 8.6 以降 (Mac OS 9.0 以上推奨 )、Mac OS X 付きのClassic モデル･ 32 MB RAM 以上･ 20 MB の空きディスク容量･ CD-ROM ドライブ･ USB インターフェース

2

Scope ソフトウェア

Windows 版のインストール
e- corder のソフトウェアインストラーを使って Chart と Scope ソフ
トウェアを同時にインストールして下さい。
e- corder のソフトウェアインストラー CD をコンピュータの CD ド
ライブに挿入します。e- corder インストラー画面が表示します。表示しない時は CD 上 ( ファイル拡張が表示すれば Startup.exe を )の Startup アイコンをダブルクリックして開いて下さい。画面の操作指示に従い続けます。
ハードウェアとソフトウェアのマニュアル ( この英文マニュアルを含め Chart Software Manual と e-corder Manual) の Adobe Acrobat
pdf ファイルも、コンピュータにインストールできます。時々当社のweb サイト www.eDAQ.com ( または www.eDAQ.jp) を開きソフトウェ
アやドキュメントを更新意して下さい。
Start ボタンからプログラムメニューの ' eDAQ Scope ﾔを使えばScope ソフトウェアや、そのデモンストレーションファイルに簡単にアクセスします。Scope ソフトウェアのデスクトップショートカット
はインストレーション中に作成されます。

Scope の古いバージョンがインストールされている場合
Scope の古いバージョンがある場合は、同じロケーションに新バージョーンをインストールすると上書きします。Scope の新バージョン
を別の場所にインストールする場合は、' ファイル名を指定して実行 'で古いバージョンをアンインストールして下さい。同じコンピューターに同じソフトウェアのバージョンを保持するのは勧められません。

ニューハードウェア
コンピューターを接続して最初に e- corder ユニットを立ち上げると、New Hardware ウィザード画面 図 1-1 が表示し、ドライバーを
インストールするかどうかを聞いてきます。
インストラー CD を入れそのウィザードを図のように初期設定のままにし、ボタンをクリックします。

Chapter 1 ﾑ はじめに3

図 1-1
New Hardware ウィザード

Scope を始動する
e- corder と使用するコンピュータが正しく接続されているのを確認して（e- corder のオーナーズガイドを参照）電源を入れます。Scopeのアイコンかデスクトップショートカットをダブルクリックするか、スタートボタンのタスクバーから Programs で eDAQ Scope を選びます。
e- corder を接続していないか電源が入っていない場合は、図 1-2 のダイアログボックスが表示します。

図 1-2
e- corder が正しく接続されていないか電源が入っていないと、このダイアログ
ボックスが出ます4

Scope ソフトウェア

Macintosh 版のインストール
Chart と Scope ソフトウェアを同時にインストールして下さい。
ソフトウェアのインストラー CD をコンピュータに挿入します。
e- corder のディスクウィンドウが表示します（しない場合はデスクトップの CD アイコンをダブルクリックして下さい）。
e- corder のインストラーアイコンをダブルクリックして e- corder
インストラーを開きます（Scope だけをインストールする場合はイン
ストラーフォルダーの Scope インストラーアイコンをダブルクリッ
クして下さい）。

Scope を終了する
ネーミングした後に Scope を終了する場合はファイルから <Quit> を選択します。本書を先に進むならファイルをオープンしたままにします。
ネーミングした後に Scope を終了する場合はファイルから <Exit>（Macintosh では <Quit>）を選びます。本書を先に進むならファイルをオープンのままにして下さい。

Chapter 1 ﾑ はじめに

5

6

Scope ソフトウェア

C H A P T E R

2

T W O

Scope の基本

Scope プログラムは e- corder をストレッジオシロスコープ 、XYT プ
ロッターとして使用する為のアプリケーションソフトウェアです。コンピュータを使って様々なデータの記録と解析の環境を提供します。

この章では Scope の全体的な背景と、Scope ウインドウの詳細、
Scope の基本的なデータの記録について説明します。

.

Scope ソフトウェア

7Scope とは
e- corder ハードウェアと Windows または Macintosh コンピュータを使って Scope を起動すると、2 チャンネルのストレッジオシロスコー
プや XYT プロッターとしての機能が使用できます。Scope の持つパワフルで洗練された操作性は一般のオシロスコープの限界を遥かに超えています。1 チャンネル又は、2 チャンネルを任意の速度で記録できます。

コントロールとディスプレイ
e- corder の入力チャンネルのセットアップと Input A や Input B の登録の方法は第 3 章を参照して下さい。
･ 入力感度レンジとフィルター処理オプションは各チャンネル毎に設定できます p.24 。
･ サンプリング速度は最大 200 kHz まで設定できます p.22。
･ スティムレータ p.37 に加え、電圧波形を設定しスイープ中に出力できます：シングル波、ダブル波、マルチ矩形パルス、ラン
プ波、フリーフォーム波形が設定できます。スティクレータコ
ントロールパネル p.41 で記録中でも刺激波形は調整できます。
第 4 章 では Scope ウィンドウのリサイズ方法や各チャンネルの表示幅の変更を説明します：･ チャンネルの振幅軸 p.48 はドラッグして伸縮したりスケール
ポップアップメニューでセットできます。
･ 各チャンネルに適応した軸ラベル p.49 ( 及び測定単位 p.29)
が登録できます。
データの表示は１、または両チャンネルとも表示するようにセットできます p.96 。

記録
Scope は一般のオシロスコープ の様にスイープしながらデータを記録します 第 3 章：･ 1 チャンネル又は、2 チャンネルでシングル、反復、複数、スーパインポーズ、アベレージスイープから選択して記録できますp.33 。
･ 各スイープを各々の Scope ページに記録できます。

8

Scope ソフトウェア

･ トリガーオプション p.36 で Scope の記録開始や終了時間をコントロールできます。
さらに：･ ページコメント p.78 で各ページのデータにコメントを付けて必要な機能が作れます。
･ ノートブック p.79 を使えば、記録するデータファイルに関する注釈が書き込めます。

保存、印刷、編集
Scope の記録データは印刷、編集、ディスクへの保存ができます第 5
章：･ Scope ファイルのセッティングが保存でき、作業の反復が迅速に簡単に実行でき、再セッティングの手間が省けます p.68。
･ スイープデータを指定して印刷したり、ファイルへそれを保存して必要な部分だけ取り出して編集できます p.64。
･ オープンしているファイルに複数のファイルを付け足す事も可
能です p.70。
･ テキストファイルとしてスプレッドシートや統計プログラムな
ど別の Windows アプリケーションソフトへ転送したり、変換し補正してフォーマットしたテキストを Scope ファイルにペーストできます p.71。

解析

記録が終わったら、データをスクロールして直接データを読み取めます。また、様々な方法でシグナルを表示させ解析できませす 第 6章：･ マーカ p.82 を使って指定するポイントからの読み取り･ 内部表計算のデータパッド p.87 に、記録データに関する演算値や統計値が保存できます。データパッドに保存したデータを印刷したり、そのデータを別のアプリケーションへ転送しデータ
フアイルに一緒に保存できます。
･ X-Y ウインドウは 1 チャンネルに対して 2 チャンネル目のデータをプロットします p.92。
･ 高速フーリエ変換（FFT p.93）を使ってスイープのスペクトル表
示ができます。

Chapter 2 ﾑ Scope の基本

9

･ スムージングや積分、微分などの演算機能 p.95 機能が入力しているシグナルに適用できます。また、二つのチャンネルのシグナルは別のものと加減乗除できます。これらの機能ではオリジ
ナルの生データを表示させずにおくことも可能です。
･ 同じファイルの別のページを差し引きバックグランドページとしてセット p.86 できます。
さらに：･ ズームウィンドウ p.56 を使いシグナルの選択範囲を拡大して詳細に検証できます。
･ ページの選択範囲からシグナルをオーバレイ p.55（重ね合わせ表示）できます。

カスタマイズ
Scope は各自の目的に合わせて大幅にカスタマイズできます第 7 章：･ コントロールやメニュー、それらのコマンド（及びコマンドキーも）をロックしたり、隠したり、変更したりして p.106、例
えば、学生実習用に Scope 全体を簡潔に設定するのに利用します。
注：
Ctrl キーを押しながら(Macintosh では)
Scope を始動すると初期設定で開きます。

図 2-1
Scope アイコン

･ マクロ命令機能 p.110 で複雑なタスクをスピードアップして自動化します。

Scope ファイルを開く
この説明書を読みながら Scope をオープンして見て下さい。このテキストで述べたコマンド、コントロール、セッティング機能が確認できます。まず、e- corder が使用するコンピュータに正しく接続されているのを確認してから電源を入れます。e- corder を接続しなくても Scope は使えます−この場合はファイルをオープンして、ダイア
ログボックスから <Analysis> オプション 図 1-2, p.4 を選択します。
これは e- corder ハードウェアに無関係に Scope が使えるオプション
です。この場合は使用できないコントロールはダイム表示の無効となります。
Scope を始動するには、下記に沿ってダブルクリックします：

10･、Scope プログラムアイコン 図 2-1 で 新規未名称ファイ
ルが開きます。

･、Scope ファウイルアイコンでデータファイルが開きます。

Scope ソフトウェア

図 2-2
Open ディレクトリーダイア
ログボックスー Windows
版、Macintosh 版のこのダイアログボックスも同等のオプションがあります

開くファ
イルを選
択

ファイル
形式を選
択t

･

、セッティングファイルアイコンで先に構成したセッティ
ングファイル ( データは含まない ) p.68, から記録が開始できます。マクロファイル p.111 もこのアイコンで使えます。

Windows コンピュータではデスクトップショートカットを使っても Scope は開けますし、初期設定のロケーションのままならスタートボタンから Start>All Programs>eDAQ>Scope でも開きます。
Scope が既に開いておれば File メニューから <Open...> や <New >で別のファイルや新規ファイルをい開くことができます 図 A-2,
p.126. 図 2-2 。但し、Scope で開けるファイルは一度に一つだけです。
Windows コンピュータのデータファイル名には末尾に '.sfwdat' の拡張子が付きます。この拡張子は Windows コンピュータでは常に付きますが、隠すことも可能です。ファイルを Macintosh から Windows
コンピュータに移す場合は拡張子は付かないので、< All files >ファイルフォーマットオプションを使ってロケーションします。テキストファイル p.71 も < All files > か < Text files > オプション
を使って取り込むことができます。

Chapter 2 ﾑ Scope の基本

11

Scope ファイルのインフォメーションはデータとセッティングができまります。データは通常開いているファイルに書き込まれる記録シグ
ナルのことです。セッティングは二つに分類されます：･ 記録セッティングはサンプリング速度、チャンネル入力感度レ
ンジ、トリガーオプション及び刺激波形出力で･ ディスプレイセッティングはウィンドウサイズ、表示設定及びメニュー構成を指します。
Scope ファイルを開いている時にチェックボックスをマークすると 図 2-2 、記録及びディスプレイセッティングがロードします。
チェックボックスを選ばないと、ディスプレイ
セッティングだけがロードされ記録にはそのセッティングは反映されません。何れの場合も、セッティングは付帯するスイープには適用されます。
既に開いてあるデータファイルは、別のデータファイルを開くと閉じます。
チェックボックスをマークすると、両セッティン
グとそのデータファイルがロードしますが、マークしないと元のデータファイルの セッティングのままになります。
チェックボックスを使ってファイルを追加する説明は p.70 でします。
チェックボックスを使ってマクロを無効にする説
明は p.112 でします。
デモンストレーションデータファイルは Scope>Demo Files folderにあります。

Scope ファイルを閉じる
To close a Scope ファイルを閉じるには File メニューから < Close> を選ぶか 図 A-2, p.126 か < Ctrl+F4 > を入力します。. To exit
Scope を終了するには File メニューから < Exit > (Macintosh では <Quit > ) か < Alt+F4 > ( Macintosh では < -Q >) です。

12

Scope ソフトウェア

Scope ウィンドウ
データを記録する為の重要な設定は全て、図 2-3 に示す通り Scope
ウインドウのメニューバー 図 2-4 含まれています。これらの設定についての基本を説明しますが、詳細は随時触れます。Scope のメイン
画面の左から右に順に、各チャンネルのスケールに関係する振幅軸エ
リア、記録してデータを表示するデータディスプレイエリア、ウイン
ドウ下のコントロールがあります。

基本的なウインドウの管理
コントロールメニュー、タイトルバー、縮小ボタン、拡大ボタン、ク
ローズボタンはすべてその他の Windows アプリケーションと同様の機能を果たします。Scope ウインドウを画面の別の位置に移動させたい
場合はタイトルバーをドラッグします。タイトルバーが機能している時（最前面ウインドウ）はハイライト表示になります。ウインドウの大きさを変更するにはウインドウ外枠をドラッグします。記録状態を維持しながら同時に他のアプリケーションを表示して作業したい場合

図 2-3
Scope ウインドウ
ファイル名

カーソル座標タイトルバー

パネルタイトルをShift+drag で移動

入力チャ
ンネルの
レンジと
フィル
ター処理
を設定

スケール
ポップ
アップ
p.48
振幅軸、
p.48

サンプリ
ング速度、
Sweep 速度
をセット

チャンネル
タイトル
Signal display area

セパレータ
をドラッグ
して表示エ
リアを変更
スケー
ルボタ
ン

サンプリ
ングの開
始、停止

マーカ
ページコ
メント

Scope、FFT、X-Y
ディスプレイを指定

Chapter 2 ﾑ Scope の基本

表示解析する
ページを指定リサイズのコントロール

13などに利用できます。この場合、記録データの分解能とディスプレイ
の分解能とは直接関係ありません。Scope を閉じるにはクローズボタ
ンか、File メニューの < Close > を使います図 A-2, p.126 。
六つのコントロールパネル（e-corder、Cursor、Input A、Input B、Time Base、Sample）はリサイズできませんが、そのタイトルを<Shift>- ドラッグすれば位置は移動します。
Scope メニューバー 図 2-4 は Scope メニューが含まれます
Appendix A、p.125 。
Windows コンピュータでは、Scope メニューバーはそのタイトルバー
をドラッグすれば移動し、分画線をドラッグすれば水平方向にリサイ
ズできます。また、Scope のクローズドボタンをクリックすれば終了
し、最小化ボタンでタスクバーにボタン（サンプリング中にできます) 表示します。
Windows コンピュータ

図 2-4
Scope メニューバー

Macintosh

ナビゲーティング

ページ送りコントロール
空白ページ

平均
ページ

アクティブ
ページ

Scope は 1 スイープデータをペーパの 1 ページとして収録します。
Scope 画面の下には番号が付いたベージボタンが出ます。データ表示
エリアの右下にベージコーナコントロールがあり、複数ページのScope ファイルを管理します。強調表示したページボタンが現行のデータの表示ページであることを示します。ページの平均は
左端に、空きページは右端に出ます。従って Scope ファイルは常時２ページ以上から成っています。
データはページとして記録されますので、各ページには連続番号が付
き、右端が未記録の空きページになります。ページコーナコントロー
ルの上をクリックするとページが先送りし、下をクリックするとページを戻します。番号付けしたページボタンをクリックすると、そのページに移動します。キーボードの矢印キーを使ってもページ送りができます。< Ctrl > キーを押しながら（Macintosh では ）矢印キーを使えば、ファイルの開始ページや終了ページに移動できます。
ページ数が多過ぎる場合は、左右の矢印ボタン
ボタンをスクロール表示します。

14とで表示ページ

Scope ソフトウェア

スクロールボタン

キーボードの矢印キーを使ってもページ送りができます。コマンド
キーを押しながら矢印キーを使えば、ファイルの開始ページや終了
ページに移動できます。

Scope の軸表示
データディスプレイエリアの水平軸は 図 2-3, p.13, 以下を示します：･ Scope 表示のサンプリングの開始からの時間 p.13
･ X-Y ディスプレイでは x- 値 p.92
･ FFT ( 高速フーリエ変換 ) ディスプレイでは周波数 p.93
ディスプレイポップアップメニュー（画面左下）から選ぶオプションに拠ります。
垂直軸は振幅軸で、記録した波形の振幅を示します。何等かのデータが実際に記録されるまでは、軸エリアは空白のままです。各チャンネ
ルの尺度は、最初にウインドウの右端にあるレンジコントロールを設定して決めますが、ポインターを使って軸を伸縮すれば変更できますp.49。また、ディスプレイオプションが Scale ポップアップメニュー
p.48 から選択できます。単位はデフォルトで V または、mV 表示です
が、単位変換機能を使えば変更できます単位変換 , p.29 。

チャンネルコントロール

チャンネルポップ
アップメニュー

Rate/Time 表示チャンネルコントロールはウインドウの右端、データディスプレイエ
リアの右にあります 図 2-3, p.13 。3 種類のコントロールパネル<Input A>、<Input B> (p.24) 及び <Time Base> (p.22) があります。
Scope が解析モード 図 1-2, p.4 の場合はこれらのコントロールは無効です。
<Input A> と <Input B> のパネル機能は同じで、上下チャンネルの表示をコントロールします。チャンネルポップアップメニューで入力チャンネルの選択オン / オフを切り替えます。Range ポップアップメ
ニューで入力レンジを設定します。
をクリックしてそのダイアログボックス図 3-3, p.25 を呼び出し、フィルターを設定します。また、パネルをオフにすると、Range ポップアップメ
ニューと<Input Amplifier...> ボタンはダイム表示の無効となります。
タイムべースパネル 図 3-1, p.22 でサンプリング速度と Scope の両チャンネルの記録分解能を管理します。サンプルポップアツプメ

Chapter 2 ﾑ Scope の基本

15

ニューで 1 スイープ当たりのサンプル数を指定し、Time/Freq ポップ
アップメニューで各スイープのおよその時間間隔を設定します。パネルのタイトル右の Speed/Time ディスプレイに現行のサンプリング速度が表示します（Edit メニューのプレファレンスから初期設定から
タイムベースを <Division> か <Frequency> に変更できます。
Rate/Time をダブルクリックすると変更用のダイアログボックスが図
7-1, p.103 出ます。

データディスプレイエリア
記録したデータは Scope ウインドウ 図 2-3, p.13 のディスプレイエ
リアに表示します。ディスプレイエリアは、チャンネルコントロール
エリアと左側のチャンネル振幅軸に囲まれた部分です。各チャンネルのデータは左のチャンネルタイトルと水平軸とで上下が囲われています。このチャンネルの分割線を上下にドラッグすると、チャンネル
ディスプレイエリアの縦幅が変更できます。シグナルの表示の説明はChapter 4, p.45 で行います。

波形カーソルディスプレイ
カーソルパネルの波形カーソルディスプレイは、カーソルがデータ
ディスプレイエリアに在る場合、そのポイントの時間と振幅値が両チャンネル供表示されます 図 6-1, p.82 。

マーカ
マーカ
p.82 は Scope ウインドウの左下にあり、そこからドラッグしてマーカをデータディスプレイエリアにドロップすると、その点がゼロとなりそこからの相対値が読み取れます 図 2-3, p.13 。
マーカをダブルクリックするか、マーカボックスをクリックするマーカは元に戻ります。

ページコメントボタン
ページコメントボタン
は Scope ウインドウ 図 2-3, p.13 の左下、マーカの右に出ます。クリックしてページコメントウインドウ
図 5-17, p.78 を呼び出し、ページを選ぶとそのページのデータに関するメモ書きができます。アクティブページに書き留みコメントが在ると、空白のコメントアイコンがマーク表示に変わります。

スタートボタン記録を開始するには、サンプルパネルのます。ボタンは Stop 表示に換わります。

16

ボタンをクリックしをクリックすれば記Scope ソフトウェア

録が停止します。e-corder やコンピュータがビジーの場合は、ダイム
表示となります（待ちきれないでこのボタンを何度もクリックしないで下さい。サンプリングが停止、又は開始したのを確認してから 1 度だけクリックします ）。

ポインター
ポインターが Scope ウインドウ内を移動すると、エリアによってその点で実行する機能を表わす表示フォームに変わります。例えば
で機能を示します。また、機能しない時はダイム表示と
なります。

記録
サンプルパネルのボタンをクリックすると、記録を開始します。ボタンは表示に変わります。e-corder やコンピュータがビジーの時は <Wait...starting & stopping> のダイム表示が出る
場合があります。Scope はバックグランドでの記録はできません。常にアクティブアプリケーションとして記録します。Scope は一般のオ
シロ Scope の基本的な機能と、極めて特殊で専門的な機能を併せ持っています。
Scope は沢山のスイープデータをページ毎に記録し、記録した波形のパッドを作って番号付けします。記録モードは 1 又は 2 チャンネル
で、1 ページ分のデータ、反復、重ね書き、平均スイープ、複数ペー
ジの記録モードの中から選択します p.33 。記録モードの選択はサン
プリングダイアログボックスから行ないます。
･ <Single> シングルは 1 ページ分のデータだけを記録します。
･ <Repetitive> 反復記録はデータを繰り返しトレースして最後のページ分のデータを記録します。
･ <Multiple > マルチプルは複数ページにデータを記録します。
･ <Superimposed> 重ね書きは同じページにデータを重ね合わせて記録します。
･ <Average> アベレージは１ページに複数の連続スイープを平均したシグナルを記録します。

Chapter 2 ﾑ Scope の基本

17記録中のディスプレイ
低速サンプリングの時は記録したデータは画面の左から右にディスプ
レイし、一般のオシロスコープのように表示します。短い水平の線分がトレースインディケータ 図 2-5 となり、データディスプレイエリ
アの上を左から右に移動し、ディスプレイする波形に先行してトレースします。反復記録モードを選択した場合は、右端に達すると左のス
タートポイントに戻ります。
サンプリングが高速の時は、データの収録が速過ぎる為に画面には出せません。その代わり処理した後、すぐにページ全体のデータが一度に画面に表示します ( 図 2-6 参照 )。この場合波形はスイープせず、
トレースインディケータも出ません。e- corder パネルの下に Scopeのサンプリングステータスを示すインフォメーションが出ます。ス
イープが反復記録か重ね書きモードでは、進行インディケータ
は
このメッセージの左に表示します。マルチプルかアベレージスイープ
を選んだ場合は、サンプリングを開始すると進行インディケータ
が表示してスイープ数を示すメッセージが出ます(' Sweep 1 ‘、‘ Sweep
2 ' など )。作動環境によってそれ以外のメッセージが出ることもあります。例えば、ファイルをロードや保存中の時やマクロの記録や作成
時など。

図 2-5
遅いサンプリング速度の記
録時のディスプレイ
トレースイン
ディケータ

図 2-6
進行インディケータ

18

Scope ソフトウェア

記録の中断記録の停止は Ctrl+.
(Macintosh では-. ) でも行えます。

記録を停止しなくても、記録の速度やチャンネルのレンジセッティン
グなどは変更できます。Scope は現行のページで記録を停止し、再度記録を開始すると新しいページから始まります。これは反復モードやスーパインポーズで、データの変動を観察するのに便利です。セッ
ティングを変更する際にはサンプリングをいったん停止すると都合がよくなります。これにはサンプリングパネルのボタンをクリックするか、<Ctrl ＋ .>（Macintosh では) を入力します。
マルチスイープモードでは p.35 、新たなセッティングでサンプリン
グルーチン全部が再スタートします。例えば 8 ページ分のスイープ
データを記録している場合には、その一部が記録し終わっていても、再度 8 スイープ分を記録します。アベレージスイープで停止しても同様で、途中でページアベレージを停止すると、再度同じページ数だけ新たなセッティングでアベレージ処理します。l,ウィンドウをリサイズするなどのディスプレイを変更している間も記録は中断し、変更が終わるとサンプリングを再開します。

記録する時間Scope では 1 つのファイルに最大 999 ページ分のデータが記録できます。これ以外の制約は、Scope に割り当てられる使用コンピュータの空きディスクス容量だけです。
記録はまた、1 スイープ当たりのサンプル数（最大 2560）や、サンプ
リングするチャンネル数、Scope で圧縮されているデータ量にも影響されます。データは記録中に圧縮され、圧縮効率はシグナルの変動に依り変わります：ゆっくり変化するシグナルは大幅に圧縮できますが、複雑なシグナルや変化が激しいシグナルは差程圧縮できません。
マルチプルスイープの場合は、全ページが収録されてからデータを圧縮します。
1 サンプル当たり最大 2 ﾋﾞｯﾄを収録に使います。従って 2 チャンネル
で 2560 ｻﾝﾌﾟﾙ / ｽｲｰﾌﾟで記録し、−最悪のケースでは−圧縮せずに、4x 2 x 2560=20,480 ﾊﾞｲﾄ（10K）を 1 ページに使います。Scope の最大
データファイルは、20K/ ﾍﾟｰｼﾞの 999 ページ分で最大 20MB までです。

Chapter 2 ﾑ Scope の基本

19

20

Scope ソフトウェア

3

C H A P T E R

T H R E E

Scope のセッティング

この章では、基本的なセッティングの管理について説明します。
サンプリング速度、チャンネルレンジ、入力アンプに関する機能の数々、単位の変換、スイープモード、トリガー及びスティムレーショ
ンなどを詳しく解説します。

Scope ソフトウェア

21サンプリング速度の設定
一般のオシロ Scope の様に Scope はシグナルを視覚的にイメージして時間に対して表示し、Scope ウインドウのデータディスプレイエリア
図 3-1 にサンプリングしたデータをスイープ表示します。Scope では
あるインターバルでサンプリングしますので、タイムベースはサンプリングする速度として扱います。タイムベースパネルでこのサンプリ
ング速度を 2 つの方法で設定します。
初期設定で 1 スイープ当たりの時間、及びその間のサンプリング数の設定になっています（ディスプレイセッティング p.50 参照）。1 ス
イープ当たりのサンプル数は両チャンネルとも同じで、2 チャンネル
使用する場合はパネルの右上に Speed/Time ディスプレイが出ます。
表示画面は常に 12.8 ディビジョンなので、1 ディビジョン当たりのサンプル数は、1 スイープ当たりのサンプル数で決定されます（例えば、256 ｻﾝﾌﾟﾙ / ｽｲｰﾌﾟ＝ 20 ｻﾝﾌﾟﾙ x 12.8 ﾃﾞｨﾋﾞ ｼﾞｮﾝです）。
タイムベースパラメータは三つの方法で変更ができ 図 3-1 、サンプ
リングは 1 ディビジョン当たりの時間か表 3-1、サンプリング周波数で設定でき 表 3-2 大変便利です。サンプリング周波数によるサンプ
リングの設定は任意に選択でき、幅広く 1 スイープ当たりの時間が選
べます ( サンプリング速度 p.96 参照 ) 。

図 3-1

サンプリング速度
1 Hz 〜 200 kHz

タイムベースパネル：タイ
ムベースオプションでパネ
ルバージョンを選ぶ 図 71 p.103.

ダブルクリックしてタイムコント
ロールオプションにアクセスする 図
7-1 p.103

データポイント数を選択
256 〜 2560 / sweep

ｻﾝﾌﾟﾙ数 / 目盛を選ぶ (20 〜
200)

スイープ時間の間隔を設
定 1 ms 〜 200 s、実際の時間は 1.28 倍長い

I サンプ
ル間隔
(5 μs
〜 1 s)

１目盛あたりの課ああ核を選ぶ (200 μs 〜 5 s)

１スイープ当りに記録するデータポ
イント数を選択 (256 〜 2560)

22

サンプリング速度
1 Hz 〜 200 kHz

Scope ソフトウェア

表 3-1
タイムベースを調整して、サンプリング速度をスイー
プ間隔、または１目盛当りの間隔で設定する

表 3-2

時間

ｻﾝﾌﾟﾙ数

256

512

640

1024

1280

2560

目盛数

20

40

50

80

100

200

200 s

20 s

1

2

–

–

4

10

100 s

10 s

2

4

–

–

10

20

50 s

5s

4

20 s

2s

10

20

–

10 s

1s

20

40

–

5s

500 ms402s

200 ms

100

200

–

1s

100 ms

200

400

–

–

–

1 000

–

2 000

4 000

2 000

–

4 000

–

10 000

–

10

–

–

20
40

100

40

–

100

–

100

200

–

200

400

400

–

1 000

1 000

2 000

500 ms50 ms

400

200 ms

20 ms

1 000

100 ms

10 ms

2 000

4 000

–

–

10 000

20 000

50 ms

5 ms

4 000

–

10 000–

20 00040 000

20 ms

2 ms

10 000

20 000–40 000–100 000

10 ms

1 ms

20 00040 000––100 000

200 000

5 ms

500 µs40 000–100 000–

200 000–

2 ms

200 µs100 000

200 000

–

–

–

–

1 ms

100 µs

200 000

–

–

–

–

–

周波数
(Hz)

１ｻﾝﾌﾟﾙ当りの時間

タイムベースを調整してサンプリング速度 ( 周波数 )をスイープ間隔で設定

ｻﾝﾌﾟﾙ数
256

512

640

1024

1280

2560

1

1s

256 s

512 s

640 s

1024 s1280 s2560 s2

500 ms

128 s

256 s

320 s

512 s

640 s

1280 s4

250 ms

64 s

128 s

160 s

256 s

320 s

640 s

10

100 ms25.6 s51.2 s64 s102.4 s

128 s

256 s

20

50 ms

12.8 s25.6 s32 s51.2 s

64 s

128 s

40

25 ms

6.4 s

12.8 s16 s25.6 s

32 s

64 s

100

10 ms

2.56 s5.12 s6.4 s10.24 s12.8 s25.6 s200

5 ms

1.28 s

2.56 s3.2 s5.12 s6.4 s12.8 s400

2.5 ms

640 ms1.28 s1.6 s2.56 s

3.2 s

6.4 s

1000

1 ms

256 ms

512 ms

640 ms

1.024 s1.28 s

2.56 s2000

500 µs

128 ms256 ms

320 ms

512 ms

640 ms1.28 s4000

250 µs

64 ms

128 ms

160 ms256 ms

320 ms

640 ms

10 000100 µs25.6 ms

51.2 ms

64 ms

102.4 ms

128 ms256 ms

20 00050 µs12.8 ms

25.6 ms

32 ms

51.2 ms

64 ms

128 ms40 00025 µs

6.4 ms12.8 ms

16 ms

25.6 ms

32 ms

64 ms

100 000

10 µs

2.56 ms

5.12 ms

6.4 ms10.24 ms

12.8 ms

25.6 ms

200 000

5 µs

1.28 ms

2.56 ms

3.2 ms5.12 ms

6.4 ms1.28 ms

Chapter 3 ﾑ Scope のセッティング

23

サンプリング速度の制限
サンプリング速度は最大 200,000 ｻﾝﾌﾟﾙ / 秒（5us 毎に 1 ｻﾝﾌﾟﾙ、又は100us/div.）です。最高速でサンプリングする場合には、他の 1 チャ
ンネルはオフにするか両入力とも同じチャンネルにします。2 チャン
ネルでの最高速度は、100,000 ｻﾝﾌﾟﾙ / 秒です。トリガー機能によっては 200,000 ｻﾝﾌﾟﾙ / 秒では機能しないものもあります。Scope を最高速で記録すると、データは e- corder の内部メモリーに収録されてから、
サンプリングが完了した後でコンピュータに転送されます。従って使用するコンピュータの機種には１スイープ当たりのサンプリング速度は制限されません。

スイープ間隔使用するコンピュータの機種により連続するスイープ間の間隔は影響を受けます。画面にデータ表示する速さも直接の速度に関連します（データの演算処理する速度に依り）。遅いコンピュータ機種ではス
イープ間隔が長くなります。また、この間隔を縮めるには Scope ウイ
ンドウのサイズを小さく縮小し、カラー表示の深度を低くしたりグ
レースケールを白黒表示に変更します（データを複雑に変換をする場
合には、サンプリング後に処理します）。

チャンネルコントロール
Scope には独立した 2 種類の Input パネル、<Input A> と <Input B>
図 3-2 とがあり、コントロールの構成は両方とも同じです。
e- corder の入力チャンネルに合わせて、記録する A と B の表示入力に対応するパネルを使って、シグナルレンジやフィルター処理設定を変更します。
各 Input パネルには二つのポップアップメニュー <Channel> と<Range> があります。Channel ポップアップメニューで e- corder で記録する入力チャンネルを設定します。表示チャンネルをオフにすると、Channel ポップアップメニュー以外のパネルコントロールは無効表示となります。記録中はデータディスプレイの変更はできません。
記録終了後でも、記録しないディスプレイチャンネルの垂直振幅軸エ
リアはブランクのままで、そのチャンネルのデータディスプレイエリ
アにはデータは表示しません。
Range ポップアップメニューで、e- corder の入力チャンネルの入力レ
ンジを設定します。初期設定は 10V です（ここでは、-10V 〜 +10V を

24

Scope ソフトウェア

その入力をオフにするか、記録する
e- corder の入力チャンネルを選ぶ

図 3-2
Input パネルとポップアッ
プメニュー、チャンネルとレンジ

ここをクリックしてInput Amplifier ダイ
アログボックスにアクセス 図 3-3

図 3-3スケールポップ
アップ p.48

Range ポップアップ
メニュー：入力チャ
ンネルのレンジ（感
度）を選ぶ

シグナルの
平均値

入力アンプダイアログボッ
クス

振幅軸

ポーズ / スクロールボタン

レンジポップ
アップメニュー
高域通過フィ
ルター
低域通過フィル
ター p.27

Signal is previewed inthis display area

入力シグナルのコントロール p.27
シグナルの
極性を反転
p.28

シグナルア
ベレージ

Chapter 3 ﾑ Scope のセッティング

単位変換ダイアログボックスにア 入力電圧 ダイアログボックスにアクセス図 3-4 p.28
クセス 図 3-5 p.29

25

意味します）。シグナルがそのレンジに比べ小さ過ぎれば、適したレンジに変更します。分解能を最大限良くするには必要とするシグナルの振幅を越えない程度に、できるだけ近いレンジを選びます。

入力アンプ
Input A か Input B パネル図 3-2 のボタンをクリッ
クすると、Input Amplifier ダイアログボックス 図 3-3 が出ます。
導入したチャンネルがダイアログボックスの上に出て、垂直振幅軸に沿って縦軸の単位（指定すれば）が表示します。そのチャンネルに入力するシグナルが表示されますので、変更の効果が瞬時に読み取れます。
ダイアログボックスでセッティングを変更したら、<OK> ボタンを押すとその効果が Scope ウインドウに表示します。

シグナルの表示
入力シグナルは表示しますので、セッティングの変更が確認できます−入力アンプを設定する間は、データは記録されません。シグナルの平均値が表示エリアの左上に出ます。ゆっくりとした変動の波形は正確に再現されます。変化の激しい波形は、最大最小値を示すシグナルの形状しか表示されず、黒塗り表示になります。
データのディスプレイエリア右上の <Pause> ボタン
をクリックすると、シグナルのスクロールが停止できます（テープレコーダのポー
ズボタンと同様に）。<Scroll> ボタン
をクリックすると再度スクロールを開始します（テープレコーダのプレーボタンと同様に）。
垂直振幅軸はシフトしたり伸縮したりして、望みのディスプレイに修正できます。方法はメインウインドウの振幅軸と同じですが右側から行ないます。軸の右にあるポップアップメニューも同様です。ここでの振幅軸の変更はメインの Scope ウインドウにも反映します p.48 。

レンジの設定Range ポップアップメニューから、そのチャンネルの入力レンジや感度の設定ができます。Input Amplifier ダイアログボックスのレンジの変更は、Scope ウインドウのレンジの変更と全く同じです：総てダ
イアログボックスの変更は Scope ウインドウのボタンをクリックすると実行します。

26

Scope ソフトウェア

フィルター処理
Scope は入力するシグナルに様々なフィルター処理のオプションを提供しています：･ AC Coupling：
チェックボックスを選択すると 図 3-3、高域通過フィルター ( カットオフ周波数 0.16 Hz) が適用され、入力シグナルから DC 及び低周波数成分が 除去できます。AC カッ
プリングのオプションは、遅いシグナルの変動成分を除去する場
合、例えば、速いシグナルをスーパインポーズで記録している時に、ベースラインの変動を取る場合などに有効です。
･ Low-Pass Filtering： フィルターポップアップメニュー 図 3-3で低域通過フィルターを選ぶと入力シグナルからノイズなどの高周波数成分が除けます。オフを選ぶと、e- corder ユニットのフル 20 kHz バンド幅で入力シグナルを記録します。これらのフィ
ルターは e- corder 内のデジタルアルゴリズムと 2 kHz から 1
Hz の範囲で処理されます。
詳細は e- corder マニュアルを参照下ださい。

シグナルの入力コントロールとチェックボックス 図 3-3 で、e-corder の＋−入力（即ち、差動入力）端子の入力シグナルの極性が選択できます。
8・16 チャンネルでは入力端子は差動では無いので、このチェック
ボックスは表示しません−常時 <Positive> ボックスを選択した時のように機能します。この二つのチェックボックスから三種類の入力
モードが設定できます：･ Positive：このチェックボックスだけ選ぶと、パワーラブ本体
前面部の＋入力端子だけを使い、入力する＋シグナルは＋シグナルとしてディスプレイします（極性は同じ）。
･ Negative：このチェックボックスだけを指定する時は、ecorder 本体前面部の−入力端子だけを使い、入力する＋シグナ
ルは−シグナルとして（極性逆転）ディスプレイします。
･ Differential：<Positive>、<Negative> 両方供にチェックすると、そのチャンネルの＋−入力端子とも使って、＋−入力の差をディスプレイします。両入力がまったく同じなら、両方で打ち消し合いゼロになります。
注：差動と微分処理とを混同しないように。

Chapter 3 ﾑ Scope のセッティング27

シグナルの極性を逆にする
チェックボックス図 3-3 p.25 で、シグナルの極性を画面上で逆にできます。これは記録したシグナルの極性を変える簡単な方法
で、シグナルの接続を変えたりする操作が省けます。例えばフォース
トランスジューサを使って、下方への力の増加を−シグナルで記録している場合、画面に下方の力を＋シグナルとして表示したい時です。
<Invert> チェックボックスをクリックすれば、簡単に変更できます。

オフセット表示
ボタンをクリックする図 3-3 p.25 と、<Input
Voltage> ダイアログボックス 図 3-4 が出ます。微調整ができるように、垂直矢印でゼロ点を示します。このダイアログボックスはコント
ロール用では無く、ボルトメータとしての機能だけの働きです。AC
チェックボックスを指定している場合には、AC カップリングで全ての DC カレントは取り除かれますので、この機能は利用できずオフ
セット測定はできません。

図 3-4
入力電圧ダイアログボック
ス
オフセットを調整する方向

シグナルの値

単位
ボタンをクリックして 図 3-3 p.25、単位変換 (Unit
Conversion) ダイアログボックス 図 3-5 を呼び出し、チャンネルの単位を指定して、波形計測機能を使いそのチャンネルをキャリブレー
ションします。データ表示エリア内の現行の波形は単位変換ダイアロ
グボックスのデータ表示エリアへ転送されます（ポーズボタンを使って、必要とする特定のシグナルを捕らえます）。この単位変換機能は、
連続してシグナルを記録する場合だけに導入できます。従って、直接単位を選ぶ場合よ制限は受けますし、個々のブロックデータの変換が
できます。

28

Scope ソフトウェア

単位変換
単位変換機能を使って、チャンネルの電圧表示を任意の単位や尺度に変換できます。また波形読み取り機能を使って、そのチャンネルがキャリブレーションできます。記録を始める前に単位変換を導入すれば、一連の記録が任意の単位で読み取れます。叉、演算機能は記録した後にも導入でき、チャンネル全体（連続して記録した総てを）か、
特定のデータブロックを指定して変換します。単位変換は各チャンネ
ル毎に別個に実行します。
Unit Conversion ダイアログボックス（ 図 3-5 ）を呼び出すには、二つの方法があります：･ Scope ウィンドウのスケールポップアップメニュー 図 4-4 p.49
から <Unit Conversion...> コマンドを選ぶ。選んだチャンネルにシグナルが在れば、単位変換ダイアログボックスが表示します。
単位はそのファイル全ページに適用できますし、現行ページだけにも適用します。
図 3-5
単位変換ダイアログボック
ス

生データ
の値

キャリブレー
ションの値

単位ポップアッ
プメニュー

少数点以下
の表示桁数

Data Use
ポップアップ
Valueボタン
差異ボタン

適用した単位軸表示

振幅軸

Chapter 3 ﾑ Scope のセッティング

選択範囲の平均、最大、最小29

･ Input Amplifer ダイアログボックス 図 3-3 p.25 のボタンをクリックします。Input Amplifer ダイアログボックスに表示するデータが単位変換ダイアログボックスのデータディス
プレイエリアに表示します。単位変換は連続して記録したシグナ
ルだけに適用されます。

数値を変換する
電圧とそれに対応する新たな単位との相関するキャリブレーションの値を二組入力します。傾きが負であれば振幅軸は反転しますので注意して下さい。

数値を入力する
読み取った値と電圧表示との実際の関係を知っておれば、直接四つの空欄に数値が入力できます（Tab キーを使って空欄の間を上下左右に移動します）。例えば温度センサーを使って、キャリブレーションテ
ストから 10 ℃で 1V、30 ℃で 3V であると判っていれば、その数値を
上の行に
、下の行に
と入力
し、<Unit> ポップアップメニューから℃を選択し、<Apply> をクリッ
クするとデータは電圧から温度表示（℃）に換わります。
単位変換の設定はデータディスプレイエリア内の特定のデータポイン
トや平均値や変数も利用できます。Data Use ポップアップメニュー
によりデータ転送に使用できるボタンは変わります：Point 1 とPoint 2 、または Point 1 と Difference で、表示するデータの使い方で決まります： 変換尺度を決めるのに二つのデータポイント（または平均値）か、１データポイントと差分のどちらかを使います。少なくともベース値は絶対値にする必要があります。
また、垂直振幅軸をシフトしたり引き伸ばして、最適なディスプレイ
エリアにして使う事も可能です。メインウインドウの振幅軸と同じでコントロール機能も同じです。データディスプレイエリア内をクリッ
クすると、垂直線でそのアクティブポイントを示し、データ表示右の指示矢印が波形との交点（図 3-6 のイ）を示します。データディス
プレイ内のエリアを選択すると、データ表示の右に指示矢印が出て波形の平均振幅を示し、矢印の上下に各々マーカが出て指定したエリア
内の最大・最小ポイントを示します（図 3-6 ロ）。
データディスプレイ内にアクティブポイントや選択範囲がある時に、<Value> ボ タンをクリックすると、右の欄に電圧数値（指定したポ
イントかエリア内の平均）が入力されます。<Difference> ボタンを30

Scope ソフトウェア

図 3-6イハロニ

単位変換ダイアログボック
スのデータ表示エリア内の選択範囲

クリックすると、選択範囲の最大最小値の差が左の欄に入力します。
差は△で表わされます。各々の場合、右の欄には既知の値に単位を付けて入力できます。また、データディスプレイエリア内をダブルク
リッすることで、ワンステップでデータは転送できます。
例えば、フォーストランスジューサをキャリブレーションする場合、記録を開始しトランスジューサから求められる二点の値と、それに相当する振幅電圧を求めます：
1. 低速で記録を開始し ( 約 4 /s) トランスジューサから求められる二つのフォースの値 ( キャリブレーション値 ) を導入します。
2. キャリブレーションするチャンネル上をクリックしスケール
ポップアップメニュー 図 4-4 p.49, から単位変換ダイアログ
ボックスを選び Units Conversion ダイアログボックス 図 3-5
p.29 を開きます。
3. Data Use ポップアップメニューから <2 Point Calibration>
を選び、最初のキャリブレーションフォース値に対応するシグナルのポイントまたはエリアを使います ( 図 3-6, ハ )4.
ボタン 図 3-5 p.29, をクリックし、上段の入力欄にその値を入れ、その横の対応するキャリブレーション値入力欄に既知のフォース値を入力します。
5. もう一つのフォース値も同様に ( 図 3-6, ニ )、下段の生デー
タ値とキャリブレーション値入力欄に数値を入れます。

Chapter 3 ﾑ Scope のセッティング31読取り値と表示電圧との関係が判っていても、値が判からない場合があります。例えば、温度センサーが温度変化に対応して電圧が変化する（△ 20mV ＝△ 1 ℃）とします。既知の値が 1 点（例えば室温 23.6
｡ C、少なくともベースラインは既知の値の一つとなります）あれば、それを上段に測定値に対応するキャリブレーション値欄に入力します。次に、<Difference> ボタンを使って下段に 20 mV と 1 ℃を入力します。
また、記録した温度変化のデータディスプレイ（ 図 3-6, ニ ）で該当するエリアを指定し、 ボタンを使っても値は決定できます。

単位名を選ぶポップアップメニューから
図 3-5 p.29 を選択したり、新しい単位名の設定や不必要な単位の削除ができます。単位名はeDAQ ホルダーシステムフォルダーの e- corder Setting ファイルに収録されます。このアプリケーションで創った単位は共通で、全てのChart や Scope に使用できます。
新たに単位を設定するには、Unit Name ポップアップメニューの<Define Unit...> を選択します。Define Unit ダイアログボックスが出ますので 図 3-7、そこに 9 文字以内で単位名を入力し prefix に加えます（一般的な単位名がプレフィックス（prefix）として一覧になっています。不履行で no prifix です）。チャンネルタイトルには軸ラベルと同様に上付き、下付き記号の表示もできます p.50。単位の削除には、<Unit Name> ポップアップメニューから <Delete
Unit...> 図 3-7 を選択します。
削除する単位を指定し（<Shift-click> か <Ctrl-click> (Macintosh- クリック ) ではで複数項目が指定できます）、<OK> ボタンをク

図 3-7単位の規定と削除のダイア
ログボックス

接頭記号を設定する

32

単位名を入力する、上付き下付き文字も可

Scope ソフトウェア

リックしてこのダイアログボックスを閉じます。以後この単位は使用できません。故意に単位を削除した時は、再度設定し直します。ダブ
ルクリックのワンステップでも単位は削除でき、ダイアログボックスも閉じます。
新規の単位に小数点以下の表示桁数（0 〜 6 桁）が指定できます。これにはの矢印をクリックします。導入した単位変換を確認したい時は、ボタンを（単位変換機能を使うと出ます）
クリックします。チャンネルに単位を導入するには、Scope ウインドウに戻して <OK> をクリックします。入力した値を消去せずに、単位変換を ON/Off する場合は、ダイアログボックスのタイトルにあるボタンをクリックします。

スイープとトリガーコントロール
セットアップメニューで <Sampling...> を選ぶと図 A-5 p.126、Sampling ダイアログボックス 図 3-8 が出ます。上はスイープコント
ロール欄で、下はトリガーコントロール用です。
1 スイープには 1 画面、又は 1 ページ分の記録量（収録や表示する）
が収録されます。Scope で使用するスイープモードを設定します：スイープモードには、シングル、反復、マルチプル、アベレージ、スーパインポーズがあります。マルチプルやアベレージスイープを選ぶと、その数と間隔を設定します。
トリガーは Scope が記録の開始、停止の方法を定める機能です。トリガーは、スタートボタンをクリックするようなイベントや予め設定した以上の入力電圧で作動させる機能です。サンプリングダイアログ
ボックスのアクティブトリガーのコントロールは、スイープコント
ロールセッティングに関係します。このコントロールを使って、使用するトリガーイベントのタイプや記録までの間隔などを設定します。

スイープ
モード・ポップアップメニュー 図 3-8 で Scope のサンプリングとデータディスプレイの方法を選択します：･ <Single>: このモードは初期設定で、1 回に 1 スープ分を記録して記録は停止します。別のイベントソースを入力するか、ス
タートボタンを再度クリックする迄サンプリングはしません。

Chapter 3 ﾑ Scope のセッティング33

･ <Repetitive>: このモードでは一般のオシロスコープと同じで、スイープは同じページに連続してディスプレイし前のスイープ
データを書き換えます。<stop> プボタンをクリックすると記録は停止し、最後のスイープだけを記録します。
･ <Multiple>: このモードでは指定するスイープ回数だけ連続ページに記録して停止します。サンプルコントロールで、2 から 999 迄のスイープ回数がセットできます。記録する総ページ数は既に設定されており、十分な空きメ
モリー容量があれば最大で 999 ページ迄記録できることを覚えておいてください。
･ <Average>: このモードでは指定した回数スイープして、そのス
イープの平均値をそのページに記録して停止します。<Average>を選択すると、Sample コントロールは
コン
トロールに変わりますので 2 〜 2048 のスイープ回数が指定できます。アベレージモードは連続するシグナルのノイズやスイー
プ毎の変動を減らしたりするのに有効です。アベレージ処理したスイープだけが記録されます。
･ <Superimpose>: このモードでは、同一ページにスイープデータ
を連続してディスプレイしますが、前のスイープは書き換えません。新しいスイープが出ると、前のスイープの上にダイム表
図 3-8
Sampling ダイアログボッ
クス ; Sweep Trigger コン
トロール

記録するスイープ数を設定

スイープ間間隔を設定

スイープのモードを選択

スイープを開始
するアクション
を選択開始する条件を指定

設定値がスライダーバーの下に出ます34

設定値を定める

トリガー状態の変化を指定：positive( 上向き )、nagative( 下向き )Scope ソフトウェア

示か別のカラーで重ね書きします。ストップボタンをクリックするまで記録します。
Scope は新たなモードを選ぶまで同じモードでサンプリングします。
初期設定では、表示ページに係わらず現行ファイルの空白ページ（最後の）にサンプリングします。<Multiple> モードではサンプリング
前に必要な空白ページが作成されます。それ以外ではサンプリング後に新空白ページが出来ます。
ディレーコントロール
で反復、マルチプル、アベ
レージ、スーパインポーズの各モードに使う連続するスイープのス
タートインターバルをセットします。ディレーは通常スイープ時間よりも長くします。最大 9999 秒まで、0.1 秒刻みで入力します。
最小ディレーはコンピュータの速度に影響します。ディレーをスイー
プ時間よりも短くすると、新スキャンが可能な限り速く始まり、実際のディレーはコンピュータの速度に拠ります。
Scope ウィンドウ 図 2-3 p.13 の <Start> ボタンをクリックすると、prepares Scope は記録の準備をし指定したトリガーイベントで記録を開始します。トリガーイベントは Source ポプアップメニュー
図 3-8, で指定します：･ <User> はスタートボタンをクリックした時に Scope はサンプリ
ングを開始します：このオプションではトリガーは無効です。
･ Input A は Input B はそのチャンネルの入力シグナルがスレッ
シュホールド値に達するとトリガーが効きます。トリガーイベ
ントに使うチャンネルを選びます。レベルコントロールでこのモードだけに有効なトリガーレベル電圧を設定します。
･ External では e-corder のトリガー端子に接続した外部ソースからイベントが入力できます。詳細なスペックは e- corder マニュ
アルを参考にして下さい。
･ Line を選択すると、e-corder で電源サイクル (50 または 60 Hz）
や AC ライン周波数を自動的にモニターしイベントとします。これは電源変換器からの出力として、AC 電流から誘導されるシグナルを記録する場合に便利です。
User と External オプションはスティムレータ p.37 と組み合わせて使用できます。Input A、Input B、Line オプションはスティムレー
タを使っていても使用できません。

Chapter 3 ﾑ Scope のセッティング

35

トリガー
トリガーは Scope の開始と停止方法を決定するものです。トリガーとは <Start> ボタンをクリックしたり、入力する波形に予め設定した値以上の電圧を入力する時などのイベントの事です。利用できるトリ
ガーオプションはサンプリングダイアログボックスのスイープ欄 図
3-8 p.34 で選ぶモードとソースに拠ります。三つのトリガーモードがスタートポップアップメニューから使用できます：･ <At Event> これが初期設定です。トリガースレッシュホールド
に達した時点でサンプリングを開始します。
･ <Post-Trig> を選ぶと、トリガーイベントが起こった後、Delay
コントロールで設定する時間（最大ディレータイムは約８スイー
プ間隔です）にサンプリングを開始します。トリガーイベントを入力した後のある時間に記録したいシグナルが出る場合に有効です。
･ <Pre-Trig> はトリガーイベントが起こる前にサンプリングが始まります。Delay コントロールで最大１スイープ間隔まで設定できます。トリガーイベントの発生時 ( ゼロとする ) 前の時間は−表示になります。このモードでスイープを開始すると、Scope
は即座にシグナルをモニターします。プレトリガーではプレトリガー設定時間内のトリガーイベントは無視されます。例えば、プレトリガーを 20 ms に設定すると、Scope はトリガーイベン
トを受け取る前の 20 ms 間のシグナルをモニターします。
スイープが同期されている場合は、トリガーイベントはモードに係わらず１スイープ当り１つだけです。
スロープコントロール
は通常、シグナルがトリガーレベル (スレッシュホールド ) を超えるのに上向き、または下向きでトリガーをかけるのかを決定します。外部装置 p.108 を使って接点リレーでトリガーする場合はスロープコントロール
はそれぞれ開から閉、または閉から開でトリガーするのかを決めることになります。
トリガーイベントとしてソースポップアップメニューで <Input A> か<InputB> を選ぶと、トリガーレベルの電圧とスロープが Scope ウイ
ンドウで変更できます。チャンネルトリガーがアクティブなら、トリガーマーカ
図 3-9 をドラッグしてイベントチャンネルの振幅軸のトリガーレベル電圧を調整します。トリガースロープは矢印で表わされ、上向きが右上がり、下向きが右下がりです。

36

Scope ソフトウェア

図 3-9
Scope ウィンドウのトリ
ガーマーカ、

Use the pointer to drag the Trigger Marker up or down

スティムレータ
スティムレータの設定は、Setup メニュー 図 A-5 p.126 で<Stimulator> から Stimulator ウインドウ（ 図 3-12 ）を呼び出します。ここで刺激タイプ：<Pulse>、<Multiple>、<Double>、<Ramp>、<Free> を選び、その仕様を設定します。刺激（出力波形）は
e- corder 本体の Output と印した出力端子から発生します。
スティムレータは記録速度が 2 Hz 以上で有効で、User か External
トリガー (At Event) のソース設定 p.35. と組み合わせて使用します。
スティムレータ波形はスイープ中にしか発生しませんので注意して下さい。

モード
モードポップアップメニュー 図 3-12 で色々な刺激のタイプが設定できます。図 3-11 にその例が載せてあります：･ <Off>：初期設定でスティムレータはオフの状態で、波形は規定できません。定出力は < Output Voltage... > コマンドで規定できます p.43。
･ <Pulse>：最も簡単な刺激波形はシングル矩形波です。
･ <Multiple>: このセッティングでは 1 スイープに最大 50 の同一矩形パルストレインが発生できます。
･ <Double>: 1 スイープに二つの矩形パルスを設定します。
･ <Ramp>: スロープを持つ刺激波形（ランプ波）が設定できます。

Chapter 3 ﾑ Scope のセッティング37

図 3-10
スティムレータダイアログ
ボックス

刺激のタイプを選択します指定した刺激波形の形状がここに表示します

刺激波形
の描画

設定した
時間はス
ライダー
バーの上
に表示し
ます

このコン
トロール
をドラッ
グすれば
波形の形
状が変更
できます

ファイル
内では複
数の刺激
パルスが
作成で
き、矢印
でどの
ページに
も使えま
す

このポッ
プアップ
メニュー
で刺激電
圧レンジ
が変更で
きます
スライダーバーかテキスト入力ボタンで数値を入力･ <Up & Down>: スロープを上から下に（同じ角度で）、下から上への刺激波形を作成します。
･ <Triangle>: 三角波を最大 50 まで作成できます。
･ <Free Form>: 直接任意の刺激波形を作成したり、記録した波形をコピーしたり、それを修正した波形が作成できます。刺激波
形をカスタマイズする p.40 を参照。
･ <External Trigger...>：スティムレータダイアログボックスでス
イープ中のトリガー状態が設定できます。詳細は p.43 を参照下
さい。
時間軸のセッティングは、Time Base パネル 図 3-1 p.22 で設定したスイープ間隔に影響されます。これはどの刺激も 1 スイープ内で実行する為です。刺激波形の分解能は常にサンプリング分解能と同じにな
ります。

38

Scope ソフトウェア

図 3-11
各種刺激波形のタイプの例
パルス

マルチプル

三角波

フリーフォーム

ダブル

ランプ波

アップ &
ダウン

刺激波形はダイアログボックス 図 3-12 p.42 のディスプレイエリア
内で 形状の再設定が可能です。

レンジと振幅<Range> ポップアップメニュー 図 3-12 p.42 で刺激波形の電圧を±200mV 〜± 10V の範囲で調整します。<Amplitude> コントロールで刺激電圧のレンジを決めてから、実際の電圧を設定します。ダブルパル
スでは、1 番目と 2 番目のパルスの振幅を <Ampl A> と、<Ampl B> でそれぞれ別個に電圧値を設定します。ランプ波では <Start Amp> と<End Amp> コントロールで、ランプ波形のスタート電圧とエンド電圧とを設定します。
振幅の限度は Scope 入力チャンネルの設定に拠ります。

コントロールを設定する
スライダーバーとテキストボタン で刺激波形の 図 3-12 調整ができます。設定数値を変更するとディスプレイエリア内の刺激波形の形状もそれを反映して変わります。波形パラメータも波形上のコント
ロールハンドル ( 小さい四角形 ) をドラッグして調整できます。ポイ
ンターは所定の場所では形状がに変わります。スライダー
バーの設置と数値の設定値は波形の形状を変えるとそれに対応して変わります。刺激波形のディスプレイエリアは、Scope ウィンドウの様に p.49 振幅軸のチェックマークや軸チェックラベルをドラッグしても調整できます。

Chapter 3 ﾑ Scope のセッティング

39Duration、Delay、Interval
Duration コントロールでパルスが続く時間を設定します。最大・最小の Duration は <Time Base> で設定する <sweep duration>（スイープ間隔）に依ります。最小 Duration は 0 で、最大 Duration は真のス
イープ Duration になります。刺激波形の分解能はサンプリングの分解能と同じになる点に注意して下さい。Time Base パネルで、<sweep
duration> を変更すると、その値は四捨五入された近似値として設定されます。ダブルパルスでは、1 番目と 2 番目のパルス duration は、<Duration A> と <Duration B> 毎にそれぞれ別個に設定します。
Delay コントロールは、スイープの開始から刺激パルス（マルチプル
パルスでは最初の）が発生するディレイ時間を設定します。最小のディレイ時間はゼロで、最大時間は Time Base パネルで設定するス
イープ間隔 <sweep duration> までです。
<Multiple> か <Double> を選択すると Interval コントロールが出ます。そこでパルス間の時間を設定します（インターバルはあるパルスの終わりから次のパルスの始めまでの時間で、二つのパルスの中点の間隔ではありません）。最小インターバルはゼロで、最大インターバ
ルは <Time Base> で設定する <sweep duration> までです。
どの場合でも 1 スイープの時間より長いパルスを発生する事はできま
せん。

パルス数
モードポップアップメニューで <Multiple> か、<Triangle> を選ぶと、1 〜 50 のパルス数が設定できます。コントロールの上下矢印をクリックして数を設定します。矢印を押すと数値が変わります。

刺激波形をカスタマイズする
モードポップアップメニューで <Free Form> を選ぶと、パラメータコ
ントロールの大部分が無効になり、ドローイングツールとコピーボタンが出ます。Range ポップアップメニューで刺激波形の振幅レンジを± 200 〜± 10V から指定します。
ペンシルツールを使えばフリーハンドで波形が作れ、ラインツー
ルを使うと直線が描けます。この刺激波形は一度に 1 波形しか描
けませんので、同じエリアに前に描いた波形があれば置き換わります。描写エリアを消す時はケシゴムツールを使います。

40

Scope ソフトウェア

記録した波形は刺激や基本形として使用できます。まず Scope ウイン
ドウに波形をディスプレイし、チャンネルコントロールの <Copy A>
か <B> ボタンをクリックして Channel A か Bの波形を波形ディスプレイエリアにコピーします。データの無いチャ
ンネルのボタンは無効表示となります。コピーした波形はセットレンジに対応する縦軸で表示しますが、刺激波形の分解能はサンプリング
速度に影響されますので横軸は対応しません。コピーが終了したらその波形はドローイングツールで修正できます。波形は Excel ( または他の表計算ソフト ) で作成して Scope に転送し、スティムレータ
ダイアログボックスにコピーすることも可能です p.65 。

刺激のライブラリーを作成する
1 つのファイルに最大 9 つの刺激波形を作成して収録できます。必要なら マクロ p.110 を使ってそれ以上の波形も規定できます。
ページ送りは <Stimulus Page> コントロール右の矢印
か、キーボードの左右矢印キーを使います。表示している刺激ページ
を使って <OK> をクリックすると、ダイアログボックスは閉じます。
刺激波形は残りセッティング通りロードします。

Stim パネルスティムレータダイアログボックスを使ってスティムレーションを設定し、スタートボタンをクリックするか外部トリガーイベントで記録と刺激が開始します。単純な刺激波形のセッティングは、Stimulator
ダイアログボックスを呼び出さなくても、Stim パネル 図 3-12 で変更できます。Stim パネルはスティムレータを作動すると（free formは除く）e-corder パネルに変わって表示します。
Stim パネルの各上下矢印 をクリックしディレー、パルス間隔、マ
ルチプルパルス間のインターバル、振幅の設定値をセットします−設
定値は各パラメータコントロールの右に表示します。設定幅を変更す
るには、<Ctrl> キー (Macintosh では-) を押しながら、矢印をクリックします。そのコントロールのダイアログボックス 図 3-13 が出ますので、上下矢印で変更します。

定電圧出力
パルススティムレーションに加えて、定電圧の出力も発生します。
これには Setup メニュー 図 A-5 p.126 から <Output Voltage...> メ
ニューコマンドを選択します。Stimulator Constant Output ダイア
Chapter 3 ﾑ Scope のセッティング41

図 3-12Stim パネルのダイアログボックス

図 3-13
Stim パネルの設定幅ダイア
ログボックス

ログボックス 図 3-14 が出ますので、ここで出力する電圧を設定します。出力電圧は e- corder 本体の出力端子より発生します。
<Range> ポップアップメニューで、定電圧レンジを、± 200 〜± 10Vから指定します。また、レベルコントロールで電圧値と極性を設定します。
図 3-14
スティムレータ定電圧ダイ
アログボックス

レンジポップ
アップメニュー

クリックして出力電圧値を入力

スライダーバーを調整して出力電圧を設定

図 3-15
スティムレータのパルスと定電圧出力との併用

Output +42

Output -Scope ソフトウェア

スティムレータ出力< Stimulator...> と < Output Voltag...> コマンドは併用できます：刺激波形を出力電圧に加えることができますがトータルで± 10V以内です。
e- corder を介して本体の出力端子より発生し、使用する端子に依り＋、−、差動刺激が導出できます。＋の出力端子を使うと＋刺激電圧
は＋電圧を出力し、−の刺激電圧は−電圧を出力します。−出力端子を使うと出力電圧は極性が逆転します。両方の端子を使うと＋−出力の差を出力します。電圧は 20V 差まで、叉は対地で± 10V の刺激パルスが発生します。

スティムレータ外部トリガー
ティムレータダイアログボックス 図 3-12 p.42 のモードポップアッ
プメニューで <External Triggering...> を選び スティムレータ外部
トリガーダイアログボックス 図 3-16 にアクセスします。スティム
レータダイアログボックスが開いている場合は、外部トリガーを構築するのにこれが便利です。三つのオプションが利用できます：<User> を選ぶと（初期設定）、Scope ウインドウの <Start> ボタンをクリックすると、スティムレーションと記録を開始します。三つのオプションから選択できます：･ < User >：サンプリングダイアログボックス 図 3-8 p.34 のソー
スポップアップメニューにある < User > セッティング p.35 に相当します。
･ < Off → On >：サンプリングダイアログボックス 図 3-8 p.34のソースポップアップメニューにある < External > セッティン
グ p.35 に相当し、TTL ではパルスの立ち上がりエッジでトリガーされ、接点リレーでは開から閉でトリガーされます。
･ < On → Off >：サンプリングダイアログボックス 図 3-8 p.34のソースポップアップメニューにある < External > セッティン
グ p.35 に相当します。TTL ではパルスの立ち下がりエッジでトリガーされ、接点リレーでは閉から開でトリガーされます。
外部トリガーイベントのスロープは、Stimulator ダイアログボック
ス 図 3-8 p.34 にかで表示します。これらのアイコンをクリックするとStimulator External Triggerダイアログボックス図
3-16 にアクセスできます。

Chapter 3 ﾑ Scope のセッティング43図 3-16
スティムレータ外部トリ
ガーダイアログボックス

44

Scope ソフトウェア

4C H A P T E R

F O U R

データディスプレイ

Scope はデータのディスプレイ様式が多彩です。データディスプレイ
の線や模様、表示カラーが自由に変更できます。また、Scope ウイン
ドウの画面サイズ、各チャンネル表示の大きさの変更が簡単で、1ページに 2 チャンネル分のデータの重ね合わせもできます。
さらに同じファイルであればどのページのセクションとも重ね合わせができ、データの一部も拡大して詳細に分析するにも便利です。

この章では Scope で利用できるディスプレイオプションについて説明します。振幅軸の操作を通して基本的なセッティングから、チャンネ
ルのタイトルやズームウインドウの扱い方なども説明します。

Scope ソフトウェア

45データディスプレイエリア
記録した波形は、Scope ウインドウに振幅軸と時間軸との相関でディスプレイします。初期設定で 2 チャンネルとも同じエリアに表示し、Input A と Input B は e-corder チャンネル 1、2 に対応します 図 23,p.13 。さらに入力チャンネルの変更、Scope ウインドウ全体のリ
サイズをはじめ、エリアの変更、チャンネルの重ね合せ、表示ページの選択などが自由に行なえます。

表示チャンネルの大きさを変更する
チャンネル表示部の幅の大きさの変更は：
1. チャンネルセパレータハンドルと、 に変わります。次に、の上にポインターを置く

2. 必要な場所にドラックします 図 4-1 。
チャンネルセパレータ
をダブルクリックすると、画面は初期設定に戻って２チャンネルに分画した画面に戻ります。チャンネル表示を変更しても記録したデータの分解能には影響しません。チャンネルの最小表示幅は 75 dpi モニターで約 16 ㎜です。

図 4-1
チャンネル表示幅の変更

チャンネルセパレータをドラッグしてチャンネル表示幅を設定する

チャンネルを重ね書きする
チャンネルセパレータハンドル
をウインドウの上までドラッグするか、セパレータハンドルをダブルクリックすると、チャンネル
Ａ と Ｂ は同じディスプレイエリアになり重ね書きします 図 4-2 。
この場合、Input A の振幅軸はウインドウの左側に表示し、Input Bの振幅軸は右に出ます。各軸はそれぞれにシフトや伸縮が効き波形に合わせて調整できます p.48 。チャンネルセパレータは消えますが、46

Scope ソフトウェア

波形を重ね合わせするにはセパレータハンドルを
ダブルクリックするか、
ここをウインドウの上までドラッグする

図 4-2
チャンネルと B の重ね合わ
せ : 上は並列表示、下は重ね合わせ表示チャンネルを分けて表示するにはセパレータ
ハンドルをダブルク
リックするか、このウ
インドウを引き下げる
水平 ( 時間 ) 軸

Input
A軸

Input
B軸

ハンドル
はウインドウの右上に表示します。ハンドルをダブルクリックすると元に戻ります。

シングルチャンネルで表示する
Scope は 2 チャンネルでディスプレイしますが、必ずしもいつも 2
チャンネル必要とは限りません 図 3-2,p.25、ので：･ チャンネルを重ね合わせる ( 一つの振幅軸はブランク）、か･ Display メニュー 図 A-7,p.127 から < Computed Functions...>を選び演算機能ダイアログボックス 図 6-17,p.95 にアクセスします。ディスプレイポップアップメニューから < Ch A only >または < Ch B only > を選択します。Scope ウインドウのセパ
レータハンドルは無効表示となります。チャンネルはディスプ
レイしなくてもオフにしない限りデータは記録されます。

Chapter 4 ﾑ データディスプレイ

47

振幅軸
各チャンネルの振幅軸（垂直軸）のサイズはそれぞれ別個にドラッグして引き伸ばしたり、ダイアログボックスから最適なディスプレイに設定できます。スケールの表記オプションが Scale ポップアップメ
ニュー 図 4-4 から設定できます：･ < Single Sided >：垂直軸はシフトして 0 V がディスプレイエリ
アの最下表示点になります。このオプションは＋の電圧信号のみを扱う場合に有効です。0 V 以下の信号は画面には出ません（Bipolar にすれば見れます）。単位変換が既に適用されていればこのオプションは無効となります。
･ < Bipoilar >：Scope ではこれが初期設定です。振幅軸をシフトして引き伸していなければ、中央の 0 V を挟んで＋−の電圧シグ
ナルが均等に表示します。単位変換が既に適用されていればこのオプションは無効となります。
･ < Set Scale >：このオプションでレンジに振幅軸の限度が直接設定できます。これは単位変換機能がオンでもオフでも有効です。<Set Scale...> を選択すると Scale Range ダイアログボッ
クスが出て 図 4-4 、表示するスケールの上下限を直接数値で入力できます。
･ < Units Conversion... >：Units Conversion ダイアログボック
ス 図 3-5,p.29 を呼び出せば、チャンネルの電圧表示を別の単位に変更できます。波形読み取り機能を使ってキャリブレー
ションし、mmHg や kPa など任意の単位に変換できます。
上記の設定は画面表示だけでシグナルの分解能には影響しません。分
解能は入力チャンネルで選んだレンジだけで決定されます。

図 4-3
Set Scale ダイアログ
ボックス

クリックしてスケールポッ
プアップを呼び出す

軸表示（有効な場合）

チャンネルの単位（叉は現行ページ）

48

Scope ソフトウェア

図 4-4
振幅軸内で変化するポイン
ター
通常のポインター

ドラッギングポイ
ンター

伸縮ポイン
ター

振幅軸の尺度はシフトしたり伸縮できます。これにより画面にシグナルを拡大して映し、ディスプレイエリアで波形をより見易くします。
ポインターは振幅軸エリア（軸の左側）の周りの位置と動きにより変化します 図 4-4 。エリアの左にある時は通常のポインターで左上を示す矢印です。エリアの右では、右上を示す矢印で横に小さいマーカが出てその機能を示します。ポインターが尺度単位の数値の間にある
時は、ドラッグでスケールが変わる両頭矢印に変わります。ポイ
ンターが単位値に向かい合うと、二つの▲が軸の上の中点を挟んで向かい合いや、ドラッグすると指示する方向にスケールが伸びたり、縮んだりします（マウスボタンを押すと、ポインター横の単位
値が小さい破線で囲まれ、そこがドラッグポイントである事を示します）。
ドラッグで尺度はレンジの限度の 1/3 倍に縮小めたり、20 倍までに伸ばすことができます。尺度を変更すると、そのチャンネルの振幅軸の単位ラベルも自動的にそれに対応します。
ポインターが、 、 の時に振幅軸をダブルクリックすると、軸尺度は元の標準に戻り、バイポーラでは軸の中点がゼロになります。再度振幅軸をダブルクリックすると、Bipolar ディスプレイとSingle Sided ディスプレスの切り替え選択になります。このショー
トカットは単位変換機能を導入している場合は効きません。その場合
はスケールをドラッグし、必要なポイントを 0 点に決める必要があり
ます。

軸ラベル
通常、各チャンネルの振幅軸と時間軸は該当する単位でしか表示しま
せんが、記録したデータに任意の表示も付ける事も可能です。
それには Display メニューから <Axis Labels...> を選択し Axis
Labels ダイアログボックス 図 4-5 を呼び出します。
大抵のフォント文字は使用できますが、特殊記号や文字を取得するには：･ Windows コンピュータではタスクバーの <Start> ボタンで<Programs> メニュー <Accessories> サブメニューから
Character Map プログラムを使って設定します。文字の削除やペーストもここでできます。度は Alt+0176 を使って ‘ ｡ ‘ に、
マイクロは Alt+0181 で ‘ μ ‘ など。数字 0176 などは数値キーを使ってください。メインキーボードの上部数字行は使えません。

Chapter 4 ﾑ データディスプレイ

49

図 4-5軸ラベルダイアログボック
ス･ Macintosh では、未使用の文字入力が不明の時はキーキャップ
を使って下さい。例えば、度は Option-Z で ‘ ｡ ‘ に、OptionShift-8 は ‘ μ ‘ に、Option-m は ‘ ý ‘ など。

上付き、下付き文字
Na+ や C2H5OH などの上付き・下付き文字もチャンネルタイトルに（単位変換にも）使用できます：･ 上付き文字は、Shift-6( ＾ ) を入力します。脱字記号がその前に出ます。
･ 下付き文字は、まず Alt+0167 でセッション記号§を入れます (Macintosh では Option-6 ) 。
･ 上付き・下付き文字から通常の字体に戻すには、Shift+ ﾊｲﾌﾝ で
アンダースコア (̲) を入力します。
脱字 (^) 、セクション (§) 、アンダースコア (_) 記号はテキストエント
リーボックスには出ますが、軸ラベルには表示しません。それ以外の記号は 20 文字以内なら軸ラベルに使用できます。
ラベルに何も入力しなければ、通常の単位で表示します。ラベル名が長すぎて Scope ウインドウの所定の欄に収まらない場合は、一部が省略されて ... の記号で表示します。

ディスプレイセッティング
波形の描画線の模様や各チャンネルの表示カラー、ブロックやコメン
トにマークを付けたり、記録するデータの表示方法を変更するにはDisplay メニュー 図 A-7,p.127, から < Display Settings > を選び
ディスプレイセッティングダイアログボックス 図 4-6, を呼び出します。

50

Scope ソフトウェア

図 4-6
Display Setting ダイアロ
グボックス（図は初期設
定）

バックグラ
ンドボタン

カラーポップアップメニュー 図 4-7

波形ボ
タン

目盛りボタン

図 4-7
カラーポップアップメ
ニュー

カラーメニュー
目盛表示とチャンネルの Colour ポップアップメニュー 図 4-7 で模様と表示カラーを選択します。

その他のコントロール
目盛りボタンで表示する目盛りの形状を、目盛なし、
線目盛、点目盛にするかを選択します。
該当するボタンをクリックすると、そのオプションはのよ
うな黒枠付きのハイライト表示になります。バックグランドで白抜きを選ぶと黒色のシグナルは自動的に白にセットされ、それ以外のカ
ラーや模様には影響しません。
波形ボタン
は各チャンネル毎で、データポイントの表
示法を指定します。表示モードとしてドット、線分、バーグラフがあ
Chapter 4 ﾑ データディスプレイ

51

ります。該当するボタンをクリックすると、そのオプションマークが黒枠付きのハイライト表示になります。連続波形が Scope の初期設定です。描画はズームウイントウで見ると良く判ります。この場合の実際のデータポイントは各バーの左上になります。

X-Y と FFT ディスプレイセッティング
X-Y ディスプレイモード p.92 や FFT ディスプレイモード p.93 でDisplay メニューから < Display Settings... > を選ぶと図 4-6 に示
す様なダイアログボックスにアクセスします。ディスプレイセッティ
ング (FFT) ダイアログボックスは殆どのモードと同じですが、FFT
ディスプレイだけに適用されます。ディスプレイセッティング (X-Y)
ダイアログボックスも殆ど同じですが、Channel A 対 Channel B の
X-Y プロットだけに適用されます。各ディスプレイモードのセッティ
ングは各自独立して設定しますが、適応するディスプレイモードだけに導入されます。

オーバレイディスプレイセッティング
初期設定でアクティブページに出る波形は太線表示で、オーバレイ
ページの波形は同色の細線になります。オーバレイページの波形も、アクティブページの波形と同様に表示カラーと模様は変更できます。
表示カラーは標準のディスプレイセッテイングと同じですが、このセッティングは Scope のディスプレイには影響しません。X-Y と FFTのオーバレイディスプレイも個別にセットアップできます。Display
メニュー図 A-7,p.127. から < Overlay Display Settings...> を選び、オーバレイセッティングダイアログボックス 図 4-8 を呼び出します。
オーバレイディスプレイのセッティングはアクティブページ毎に設定
されます。

図 4-8
オーバーレイディスプレイ
セッティング52

Scope ソフトウェア

X-Y と FFT のオーバレイセッティング
Scope ウインドウが X-Y ディスプレイ モード p.92 の時に Display
メニュー から <Overlay Display Setting...> を選ぶと、オーバレイ
ディスプレイセッティング (X-Y) ダイアログボックスが出ます。
また、Scope ウインドウが FFT ディスプレイモード p.93 の時に、
Display メニュー 図 A-7 p.127 から <Overlay Display Setting...>を選ぶと 図 4-8 の様なオーバレイディスプレイセッティング (FFT)
ダイアログボックスが出ます。X-Y や FFT オーバレイのディスプレ
イセッティングは個別に設定できますが、適応するモードしか適用されません。

刺激波形のディスプレイセッティング
刺激波形 p.41 は未使用の Scope 入力チャンネルに直接記録できます。それには e- corder 出力に対応する e- corder 入力を接続します。
また、Display メニュー 図 A-7 p.127 から < Overlay Stimulator...
> を選びオーバレイスティムレータダイアログボックス 図 4-9 を呼び出せば、実際に記録しないでも刺激波形はディスプレイできます。
モードポップアップメニューで刺激波形のディスプレイ形式を選びます：･ <Off >：これが初期設定で、刺激波形は表示されません。
･ <At Top>：刺激波形がデータディスプレイエリアの上に、シグナル表示とは別に表示します（ 図 4-12 参照）。
･ <Vert Lines>：刺激波形のパルスのスタートとエンドに垂直線
で両チャンネルにオーバレイ（重ね合わせ）表示します。上下や三角波は刺激のスタートとエンド、及び波形の最大最小点にマークが入ります。フリーフォーム刺激では、このオプション
は < on both > オプションと同じです。
･ <On A>：刺激波形が Channel A にオーバレイ表示します。刺激
波形の振幅は出力レンジの比として入力 A のフルスケールに対して刺激波形をスケール表示します。
･ <On B>：刺激波形が Channel B にオーバレイ表示します。刺激
波形の振幅は出力レンジの比として入力 B のフルスケールに対して刺激波形をスケール表示します。
･ <On Both>：刺激波形は両チャンネルにオーバレイします。刺激
波形の振幅は出力レンジの比として入力 A、入力 B のフルス
ケールに対して刺激波形をスケール表示します。

Chapter 4 ﾑ データディスプレイ

53

図 4-9
オーバレイスティムレー
タ・ダイアログボックス

図 4-10

刺激波形

データディスプレイエリアの上に表示させた刺激波形

刺激波形に使うカラーやパターンの変更はカラーポップアップメ
ニュー 図 4-9 で行います。

ナビゲーティング
ページ送り

平均
ページ

表示
ページ

Scrolling buttons

54

空き
ページ

Scope ではスイープデータを綴り帳の様にページとして記録します。
Scope ウインドの下の番号付けしたページボタンと、データ
ディスプレイエリア右下のページ送りコントロールで、Scope ファイ
ルの表示ページが変更できます。ハイライト表示しているページボタンが画面に出ているアクティブデータページであることを示します。平均 ( アベレージ ) ページボタン
は左端で、最後 ( 空白 )ページボタンが右端です：従って、Scope は１ファイルに最低２ページ分のデータを持っています。データページは記録した順に番号つ付けされ右端はいつも空白ページです。ページ送りのページコーナの上をクリックすると右にページ送りし、下のコーナをクリックすると左にページを戻します。また、キーボードの左右矢印キーを使ってもページは移動できます（そのキーを押すとスクロールします）。
<Ctrl> キー ( Macintosh では) を押しながら左右の矢印キーを押すと、ファイルの始めか終わりに移動します 。
表示ページを指定するにはそのページボタンをクリックします。ページが多過ぎて画面下のページボタンに表示されない時は、とボタンが両端に出ます：これをクリックしてページボタンを左右にス

Scope ソフトウェア

クロールするか、必要なページボタンまで押して連続スクロールしま
す。Display メニューから <Go To Page...> を選びページ送りダイアロ
グボックス 図 4-12 を呼び出せば表示ページを指定できます。

図 4-11
Go To Page( ページ送り )ダイアログ ボックス

ページの重ね合わせ
記録したページデータを重ね合わせ、直接波形が比較できます。
ページを重ね合わせてディスプレイするには、Display メニューから
図 A-7 p.127 < Show Overlay > を選びます。重ね合わせしたページの波形が、アクティブページに透かしたように写ります。このコマンド
は < Hide Overlay > と切り替わり、これを選ぶとオーバレイ表示は解除されます。こちらのコマンドは特定なページのオーバレイには影響しません。
全ページを重ね合わせするには、Display メニュー 図 A-7 p.127 から <Overlay All> を選びます。全ページの波形が重ね合わせ表示し、番号順に上から重なり、アクティブページが一番上になります。初期
設定でアクティブページに出る波形は太線で、重ね合ったその他の波形は細線で表示します。全ぺージのオーバレイを解除するには、
Display メニューから < Overlay None > を選びます。アクティブペー
ジだけが残り、その他の重ね合ったページは消えます。

ページボタンを使う
Scope ウインドウの下に並ぶページボタンは、表示ページの状態を表します 図 4-12 。アクティブページは強調表示
で、重ね合わせに指定したページは黒枠の矩形が付いた縦長のアイコンになり、指定しないページは上部が隠れたグレーの矩形アイコンが付きます。
アクティブページは常に表示しますが、それ以外のページはオーバレ
イページから外したり追加できます。Ctrl ( Macintosh では ) + ク
リックか、ページボタンのダブルクリックでそのページを重ね合わせ
ページに加えたり外したりできます。ページボタンを Alt + クリック
Chapter 4 ﾑ データディスプレイ

55

< Macintosh では Option- クリック > でクリックしたアイコン以外の全ページがオーバレイから外れます。ページボタンを押すと、オーバ
レイモードとナビゲーション機能を示すメニューが出ます（ 図 412 ）。

ページボタンのスケール
異なる縦軸レンジのページがオーバレイページに入っている時は、ア
クティブページの縦軸レンジに自動的に対応してスケールされます。
時間軸はスケールされません。時間軸の数はアクティブページの時間には対応しますが、時間ベースが異なるのでオーバレイページには必ずしも対応しません。

図 4-12

重ね合わせし
ないページ

指定した
ページ

空白
ページ

ページボタンがらページ状
況を知る
平均
ページ

重ね合わ
せページ

バックグラ
ンドページ

ショートカットキー :図 4-13
ページポップアップメ
ニュー

Ctrl+click (orダブルクリック-click) または

Ctrl+click (orダブルクリック-click) または

Alt+click (or Option-click)

ズームウインドウ
データの選択範囲をズームにするには、Scope ウインドウ内をドラッ
グして選択範囲を指定します。Window メニューから <Zoom Window>
を選択します 図 A-8 p.127 。ズームウインドウ 図 4-14 が出ます。
ズームウインドウのデータディスプレイエリアをさらにセレクション
すると、自動的にそこがさらにズーム表示し、それに対応して Scope
ウインドウ内の選択範囲は縮小します。選択範囲が 4 つ以上のデータ
ポイントを含まないと（時間軸に対して 4 個のサンプル数で波形の56

Scope ソフトウェア

1 ﾋﾞｯﾄに相当する為）、ズームウインドウはグレー表示となり、Scope
ウインドウで再度セレクションし直します。

データディスプレイ
ズームウィンドウは Scope ウィンドウの様に様々な方法で利用できます。選択範囲が 1 チャンネル分だけの場合には、そのチャンネルしか表示せず、セパレータハンドルは隠れます（ 図 4-14 ）。選択範囲が両チャンネルにまたがる場合は、初期設定で両チャンネは重ね合わせ表示となります。Scope ウインドウでチャンネルセパレータハンドル
をダブルクリックするかドラッグすると、分かれて表示します。
チャンネルのオーバレイは、Scope ウインドウとは連動しません。
Scope ウインドウでは別表示のチャンネルも、ズームウインドウでオーバレイ表示できますし、その逆も可能です。
各チャンネルの垂直（振幅軸）のサイズは左右の軸毎に個別にドラッ
グしたり、通常通り伸縮が自由で、ダイアログボックスを使えばデータディスプレイに合わせて調整できます。セッティングの変更は、

図 4-14ズームウインドウ

図 4-15
二つのチャンネルを重ね書きしたズームウインドウ

Chapter 4 ﾑ データディスプレイ

57

Scope ウインドウの選択範囲の縦軸範囲に影響します。特に <Single
Sided> か <Bipolar > かを Scale ポップアップメニューで指定すると（叉は、ダブルクリックで切り替わる）、選択範囲は上部 1/2 までに広がるか、そのチャンネルのフルレンジまで拡大します。
ページ送りの時は選択範囲は生データを扱う場合と同じです（Scope
ウインドウでは同じ相対ポジションのままです）。
Scope ウインドウのマーカ
p.82 はズームウインドウでも表示し、同じように波形上を移動します。マーカをダブルクリックすると元の位置（ホーム）に戻ります。ページコメントボタン p.78 でアクティ
ブページのページコメントウインドウが呼び出せます。
ポインターをデータディスプレイエリアに沿って移動すると、波形カーソルがディスプレイ波形を追跡し、そのトラッキングポイントでの時間 (t) と値（A、B、叉は両方）を読み取り、カーソルパネルのカーソルインフォメーションディスプレイに表示します。ズームウインドウで波形上をダブルクリックすると、Scope ウインドウと同様に
そのポイントデータがデータパッドに転送されます。ズームウインド
ウで波形を拡大すると、より正確にデータポイントの指定ができます。
ズームウインドウはサンプリング中も開いたままにできます。まず
Scope ウィンドウの空白ページか試技シグナルページで興味のあるエリアを選び、ページ送りした時にその選択範囲が同じポジションエリ
アを保つ様にします。サンプルパネルで < Start > ボタンをクリック
してズームウィンドウをアクティブにします。サンプリング中にそのディスプレイをクリックすれば前の重ね合わせモードは消去できます
し、ズームエリアを再度セレクションして再拡大したりできます。サンプリング中にズームウィンドウがアクティブなら、Scope ウィンドウのデータディスプレイエリアはグレー表示になります。

ズームウインドウを印刷する
ズームウインドウがアクティブの時に、File メニューから <Print
Zoom... > を選択すると 図 A-2 p.126 、ズームウインドウの内容を印刷します。その前に該当するダイアログボックスを調整しておきます。印刷するページには、ウインドウのタイトルと Scope のページ数が印刷されます。

58

Scope ソフトウェア

5C H A P T E R

F I V E

ファイルの取り扱い

Scope で記録したデータは様々にフォーマットして編集したり、印
刷、ディスクへの保存ができます。

この章ではファイルの操作やたくさんのファイルを一つのファイルに集約する機能、セッティングをセーブして簡単に作業の反復をする機能について説明します。また、別のアプリケーションソフトへデータを転送したり、コメントやノートブックの使い方などを詳しく説明します。

Scope ソフトウェア

61データを選ぶ
1 チャンネル分のデータエリアを選択するには、エリア内をポイン
ターでドラッグしてハイライト表示する矩形範囲を選択します 図 51 。Scope では水平軸で 4 ポイント以上が最小の選択範囲です。垂直エリアの大小はズームウインドウの表示には関係しますが、データパッドへの情報の転送や選択範囲の印刷、ファイルに選択範囲をセーブする事には関係しません。

両チャンネルのデータを選ぶ
二つのチャンネルが個別表示の時に一つのチャンネルのエリアを選択
し、<Shift> キーを押しながら別のチャンネルのデータディスプレイ
内をポインターでドラッグすると初めのチャンネルと全く同じ水平軸範囲が選択できます（即ち、両チャンネルとも同じ記録時間分のデー
タが選択範囲になります）。垂直範囲は自由に選べます。
また、<Shift> キーを押しながら一方のエリアの左右をクリックすると両チャンネルの水平軸アリアの選択範囲が変更できます。

図 5-1
Scope ウインドウの矩形選
択範囲

図 5-2
二つのチャンネルでデータを選ぶ：右は重ね書き、左はシフトドッラグで個別表
示チャンネルが重ね合わせ表示の場合は、通常通りポインターをドラッ
グしてエリアを選択します。チャンネル表示を独立表示から重ね合わ62

Scope ソフトウェア

せに変更すると、両チャンネルとも選択範囲は残りますが修正し直す必要があるかも知れません。

選択範囲を拡げる
1 チャンネル又は、重ね合わせチャンネルの選択範囲は、ドラッグを開始するポイントから左又は右を <Shift ＋ｸﾘｯｸ >（又はドラッグ）して指定エリアを延ばせます（縦軸方向に）。個別チャンネルの選択範
囲は、<Shift ＋ｸﾘｯｸ > の代わりに、<Ctrl ＋ｸﾘｯｸ >（ Macintosh では) してドラッグで左、又は右に拡張すると、両チャンネルとも同じだけセレクションできます。ズームウインドウで <Single Sided> か、<Bipolar> をスケールポップアップメニューから選ぶと ( 又はダブルクリックで切り換わります）、Scope ウインドウの選択範囲は上半分、又はそのチャンネルの全範囲が選択できます。

選択範囲のミニウインドウ
選択範囲の正確な内容をディスプレイするには、Windows メニューから <Selection> を選びます。Selection ミニウインドウ 図 5-3 が出ます。セレクションミニウインドウはアクティブウインドウの前に出
選択範囲の左端右端の時間表示
XY ディスプレイモードではこのパネルは空欄
FFT ディスプレイモードではこのパネルは選択範囲の周波数の限界を表示

図 5-3
セレクションミニウインド
ウ

Channel A の選択範囲 内の最大最小振幅値
Channel A にシグナルが無いと空欄

Channel B の選択範囲 内の最大最小振幅値
Channel B にシグナルが無いと空欄クリックしてセットセレクションダイアログボック
ス 図 5-4 にアクセス

図 5-4
セットセレクションダイア
ログボックスて、タイトルバーから移動でき、クローズボックスをクリックすると閉じます。表示欄は 3 つに分かれており、選択範囲の左右ポイントのChapter 5 ﾑ ファイルの取り扱い

63時間、各指定チャンネルの選択範囲内の最大最小振幅値を表わします。選択範囲が無いと、表示欄は空白になります。
ボタンをクリックすると、セットセレクションダイアログ
ボックスが立ち上がり、指定したエリアの内容を変更したり、テキス
トエントリーボックスに数値を入力すれば直接その選択範囲が作成できます。

データを編集する
Edit メニューには、<Cut>、<Copy>、<Paste>、<Clear> コマンドがあり図 A-3 p126 、< Undo > で各アクションがの取り消しもできます。
Scope ウィンドウがアクティブなら全ページにコマンドが機能しま
す：･ <Cut> はそのファィルからアクティブページを削除し、クリップ
ボードに貼り付けます。
･ <Copy> はクリップボードにアクティブページを複写します。
･ <Paste> は既にクリップボードにあるページを、そのファイルに追加して現行の指定ページの前に出します。カットやペースト
コマンドがファイル内のスイープページに使用できます。
･ <Clear> はアクティブページをそのファィルから消去します。
ページをクリップボードでペーストし別のファイルを開き、必要なページにペーストして移動したりできます。幾つかのページを移動する場合は、二つのファイルを組み合わせてから ( ファイルを追加する p.70 参照 ) 、必要なページを消去したり並べ替えた方が簡単です。
Scope データを Microsoft Word や Excel など別のプログラムにコピーするには、< Copy Special...> コマンド p.65 コマンドを使います。
ズームウインドウがアクティブの時は大抵の場合、ズームウインドウ
で示す選択範囲では無く、アクティブページにコマンドは作用します。
Data Pad がアクティブの時は、選択したツールに対応したコマンドが機能します（アクティブウインドウの全て、又は一部の生データをテキストとしてクリックボードにコピーできます）。

64

Scope ソフトウェア

これらのコマンドは全て取り消し（undo）にできます。Edit メ
ニューの <Undo> コマンドで最後のアクションを無効にします。例えば、Edit メニューで <Clear> を選び、そのファィルから 1 ページ分を消去すると、直ぐにそのコマンドメニューは <Undo Clear Data>（データの消去を取り消す）に換わります。再度そのコマンドを選ぶと <Redo Clear Data> （データの消去をやり直し）に変わります。

データを転送する
Scope から画像データをワードプロセッサーや図表プログラムなどの別のアプリケーションに転送するには、Edit メニュー 図 A-2 p126
から < Cut > や < Copy > コマンドを使って Scope やズームウィンドウをクリップボードに移します。
ファイルや選択範囲、データパッドの中身を通常のテキストファイル
としてセーブし、ワードプロセッサーや表計算ソフト、統計パッケー
ジなど別のアプリケーションをオープンして、そこにテキストデータが複写できます。これには、File メニューから <Save As...> を選択します。ウィンドウを印刷してみればオーバレイページを除き、タイト
ルやコメントなどと共にコピーしたものと同じ画像（分解能は落ちますが）が出るのが確認できます。
データパッドのタイトルや内容も標準のテキストファイルとして保存でき、ワードプロセッサーや表計算ソフト、統計パッケージなど別のアプリケーションで取り出して開くことができます。これには、File
メニューから <Save As...> を選びます。

コピースペシャル
Edit メニュー 図 A-2 p126 から <Copy Special...> コマンドを選べばテキストやグラフィックデータをクリップボード 図 5-5 に複写できます。これにより図表として重ね合わせて複写ができ（Copy コマン
ド自体は不可）、複数ベージの複写やテキストとしてファイル全体を複写します。このコマンドは Scope、ズーム、データパッドウインド
ウがアクティブの時だけ使用できます。Scope ウインドウがアクティブの時に <Copy Special...> コマンドを選ぶ と、Copy Scope Window
to Clipboard ダイアログボックスが出ます。
このダイアログボックスには主要な三つのオプションがあります：･ <As a Picture>：このボタンを選択すると、表示している重ね合わせベージを含め Scope ウインドウは、ピクチャーとして
Chapter 5 ﾑ ファイルの取り扱い

65

図 5-5
Copy Scope Window to
Clipboard ダイアログボッ
クス

データをクリップボードに転送します（ウインドウを印刷するのと同じピクチャーで、タイトル、ページコメントも含みます）。
･ <As text>：Scope ファイルからのデータをタブ切りテキストとしてクリップボードに転送します。そのボタンの下のチェック
ボックス項目から処理するデータの時間とページ番号を設定します。両テキストチェックボックスをマークすると、クリップ
ボードのテキスト欄の左から右に 4 列の表記段落ができます：
時間、ページ番号、Channel A からのデータ、Channel B からのデータ。時間とページ番号は 3 次元グラフィックス化するのに便利です。ページを重ね合わせしている場合は重ね合わせた
ページだけが表示していますが、ファイル全体のデータがク
リップボードに複写されます。重ね合わせしていない場合は、
アクティブページだけを複写します。
･ <DataPad>：データパッドからのデータをタブ切りテキストとしてクリップボードに移します。< Append to Clipboard > チェックボックスがマークされていると、その内容が移ります。
ズームやデータパッドウインドウがアクティブの時に <Copy Special...> を選ぶと、同じようなダイアログボックスが出ます。ズームウ
インドウがアクティブの時は、Copy Zoom window to Clipboard ダイ
アログボックスが出ます。データやピクチャーの複写は、ズームウインドウのディスプレイから選択して規定します。データパッドウイン
ドウがアクテイブの時は Copy Data Pad to Clipboard ダイアログ
ボックスが出ますが、テキストのコピーしかできません。

66

Scope ソフトウェア

クリップボード
Scope からデータをカット、叉はコピーする時はいつもクリックボー
ドにインフォメーションやリファレンスが（テキスト及び "enhanced
metafile" グラフィックフォーマットで）記録されます。データを転送する場合は、クリップボードから別のプログラムにペーストして下さい。転送先のプログラムに合った形式でデータが使えます。例えば、ワードプロセッサならテキストとして、作画プログラムならビッ
トマッップで、描画プログラムはオブジェクトグループでなど。
フォーマット形式が選択できる場合もあります。
Windows コンピュータでクリップボードに保存されている情報を見るには Clipboard Viewer と呼ばれるアクセサリープログラムが必要です。Windows のスタートボタンのプログラムメニューから
Acccessories を選び <Clipboard Viewer> を選択します。このプログ
ラムがインストールされてい無い場合は、オリジナルディスクから<Add/Remoe Programus> コントロール（Windows の設定からコント
ロールパネルを選び < アプリケーションの追加と削除 > ）を使ってインストールして下さい。このプログラムが無いと、どこかにペーストしないとクリップボードの内容は判りません。
Macintosh コンピュータでクリップボードに記録されているインフォ
メーションを見るには、Edit メニューの < Show Clipboard > コマン
ドを選んで下さい。

セーブオプション
記録したデータファイルをセーブするには File メニュー 図 A-2
p126 から <Save> を選択します。これを実行すると、現行ファイルがディスクにセーブします。初めてファイルをセーブする場合や File
メニューから <Save As...> を選択すると、Save As ディレクトリーダ
イアログボックス 図 5-6 が出ます。
ファイルは様々な形式でセーブできます：セッティングファイル、テ
キストファイル、マクロファイル、データパッドテキストファイル。
これらの形式の詳細は次のセクションで説明します。

データファイル
初期設定はこのフォーマットです。データとセッティングがデータファイルにセーブされます（マクロ命令を含め）。ファイルには全記

Chapter 5 ﾑ ファイルの取り扱い

67

図 5-6
Save Asa ディレクトリーダ
イアログボックス

録データが含まれます。ファイルをオープンするには現行のファイル
を閉じ、Open ディレクトリーダイアログボックスを使って <Opening
a data file> からファイルをオープンします。Scope では同時に一つのファイルしか開けません。

セッティングファイル
このフォーマットは記録したデータをセーブするのでは無くて、現行のセッティングを保存します。サンプリング速度、チャンネルレン
ジ、トリガー、スティムレーションのセッティングなど記録に関する設定や、ウインドウの大きさ、チャンネルエリア、表示のセッティン
グ、メニューのコンフィギュレーション 第 7 章 などデータの表示方法に関する設定をセーブするフォーマットです。セッティングファイ
ルを使って、様々な作業のセッティングライブラリーを創っておけ
ば、データの記録が迅速に簡単な準備で実行できます。
セッティングファイルは他の Scope ファイルとは別のアイコンを持ちます。<Finder> からセッティングファイルアイコンをダブルクリッ
クすると、そのファイルのセッティングが未名称の Scope ファイルに自動的にロードします。
Open ディレクトリーダイアログボックスを使って < Load Settings >チェックボックスを選び、現行ファイルにそのセッティングをロード
してセッティングファイルを開きます。

68

Scope ソフトウェア

テキストファイル
このフォーマットは一般のタブ切りのテキストファィル (p.71) としてデータをセーブし、テキストを転送して別のアプリケーションにオープンさせるものです。ワードプロセッサ、表計算ソフト、統計パッケージ等へ転送できます。記録した各サンプルは、チャンネル別に 1 行のテキストデータとして扱われます。<Save a Scope File asa text file> を開き <Save> をクリックすると、Save As Text ダイア
ログボックス 図 5-7 が出ます。

図 5-7
Save As Text ダイアログ
ボックスとチェックボックスから処理するデータの時間と、ページ番号を設定します。両テキストチェックボックスをマークすると、クリップボードのテキストに左から右に 4 列の段落ができます：時間、ページ番号、Channel A からのデータ、Channel B
からのデータ。
テキストファイルの容量は元の Scope ファイルよりもかなり大きく、
テキストとしてファイルのデータをセーブするのに時間は掛かります。テキストとしてファイルをセーブしている間に、セーブ中の進行状態がパワーラブパネルのインディケータに％表示します。<Ctrl (Macintosh では) +period(.)> で停止します。
正しくフォーマットしてあれば、Scope はテキストファイルをデータとして読み込みます p.71 。

マクロファイル
このフォーマットは現行のマクロ (p.110) を別のファィルとしてメモ
リーにセーブしておき、必要に応じて Scope からオープするの使います。特定のマクロをグループとして一緒にセーブするのに便利です。
マクロファイルは他の Scope ファイルとは別のアイコンを持っています。ファインダーからマクロファイルのアイコンをダブルクリックすると、そのマクロが新たな未名称 Scope ファイルに自動的にロードします。Open ディレクトリーダイアログボックスを使って（Load

Chapter 5 ﾑ ファイルの取り扱い

69

Setting チェックボックスの on/off に係わらず）<Opening a macro
file> を選択すると現行ファイルにそのマクロがロードできます。

データパッドテキストファイル
データパッド (p.87) の内容を一般のテキストファイルとしてセーブして別のアプリケーションに転送し、ワードプロセッサ、表計算ソフ
ト、統計パッケージ等にオープできます。データパッドの生データはテキストファイルにチャンネル別に縦列で表示します。空欄の縦列はファイルには含まれません。タイトルはデータパッドの <Add
Titles> コマンドを使い各段落の上に表記できます p.88 。

ファイルを追加する
この機能は任意の Scope データを現在オープンしているファイルの末端に付け加え、一つのファイルに集約します。この機能と Scope のデータページの <Cut> や <Paste> 機能とを組み合わせると、重要なデータ部分だけ残し記録を要約したファイルが作れます。ファイルを現存するファイルに追加するには、File メニューから <Open...> を選択し図 A-2 p126 オープンディレクトリーダイアログボックス 図 58 を出します（最後にセーブしたファイルを変更した場合は、それをセーブするかどうかを聞いてきます）。
オープンディレクトリーダイアログボックス が出ると、初期設定で
Scope だけのファイルがスクロールリストに表示します。また、ハードディスクを検索すれば必要なファイルが探せます。
チェックボックスをクリックして起動させます。
他のチェックボックスは無効表示となり、現行のセッティング（マクロも含め）だけが保持されます。これは追加するファイルが現行の
セッティングに対応する為で、スケールが変わるかも知れませんが、生データは変更されません。現在オープンしているファィルに追加する場合は、その Scope ファイルを選択し、をクリックすると実行します。現行ファイルの末尾にそのページは追加されます。
セッティングやマクロファイルを追加すると、そのセッティングが適用されます。

70

Scope ソフトウェア

図 5-8
オープンディレクトリー
ダイアログボックス

ファイルを選び開くか、
ここに追加する

指定したファイルを現行ファイルに追加する

テキストファイル
Scope でテキストファイルを開いて既にオープンしているファイルに追加できます。これには File メニュー 図 A-2 p126 から <Open...> を選び、オープンディレクトリーダイアログボックス（ 図 5-8 ）を立
ち上げ、Files of Type: ( Macintosh では Show:) ポップアップメ
ニューから < Text Files> ボタンをクリックします。テキストファイ
ルを選ぶと Read Text Options ダイアログボックス 図 5-9 が表示します。
Scope に転送されたテキストファイルは、最低 1 列分の数値を含みます。複数の数表記列が一般的です（同じ長さであること）：各行はタ
ブ切りかコンマで分け、リターン記号で終わりとします。テキスト
ファイルには幾つかのバリエーションを促すチェックボックスがあります。
･ <Read Titles>：このチェックボックスをマークすると、Scope
はファイルの一行目を読み取ります。この行は非数値表記で、

図 5-9
Read Text Options ダイ
アログボックス

Chapter 5 ﾑ ファイルの取り扱い

71

図 5-10
Load Text File ダイアロ
グボックス

時間軸の表示や Channel A、Channel B などの表題の文字を読み取ります。
･ <Read Time Values>：このチェックボックスをマークすると（初期設定）、Scope は最初の行列を時間として読み取り、一定の時間間隔として扱います。不連続なものは新しいページデータの開始と扱います。Scope の最小選択範囲は 4 データポイント
で、常に 1 ページ当たり同じ時間間隔で最低 3 列分を読み取る事になります。時間を読み取らないと、時間軸には単位表示が付きません。
･ <Read Comments>：このチェックボックスをマークすると Scope
は最後に読み取った列のコメントに続く文字を検索します。そのページのページコメントウインドウに各ページの最初の文字が入ります。
Time Units 欄のラジオボタンで読み取る時間の形式を指定します。
Scope はまずファイルをスキャンし、不連続性を検分します。時間に不連続性があれば警告が出てファイルは読み込めません。テキスト
ファイルが正しくフォーマットされており、3 列以上のデータ行列があれば、Load Text File ダイアログボックスが出ます 図 5-9 。
例えば、Scope テキストファイルをオープンして 2 チャンネル分のデータを選択します。Channel A にはデータをロードし、Channel B
はブランクのままにします（これにはポップアップメニューから<None> を選びます）。

テキストでの処理
Scope は単位やサンプル時間は直接読み取れません。データは電圧として認知し、時間の単位は <Read Text Options> ダイアログボックス
図 5-9 で指定します。Scope のページにはデータポイントのセット番

72

Scope ソフトウェア

号が含まれます：256、512、640、1024、1280、2560 など。連続する
データポイント数がセット番号で無い場合は、次のページに剰余デー
タを加えセットポイント数とします。データページの一部にはゼロ処理で、必要なポイントを加えて 1 ページ分とします。

テキストにペーストする
テキストはクリップボードから Scope に直接ペーストすれば、読み込
みテキストとして取り扱えます。データにページ番号が含まれていると（<Copy Special...> コマンドを使って複写した場合や、ページ番号が付いたファイルから複写した場合）、ページ番号も読み込みます。
<Copy Special...> を使ってコピーしたテキストには、表示しているものを全てデータと見なし、実行した演算機能も含まれます。Scope はペーストしたデータを生データと見なし、演算機能も適用されます 。

印刷する
File メニュー 図 A-2 p126 には印刷に関するコマンドとして <Page
Setup...> と <Print...> の二種類あり印刷する箇所により選択します。

ページセットアップの設定
印刷するには使用しているプリンターに合ったページ設定、用紙設定にする必要があります。File メニューから < Page Setup...> コマン
ドを選択すると、使用するプリンターの機種に対応する Page Setup
ダイアログボックス 図 5-11 が出ます。詳細は使用するプリンターに付いているユーザーズガイドを参考にします。セットアップでは、印刷する紙のサイズなどを指定します。
Scope には用紙設定用に特別なオプションが付いています：をクリックし Page Setup Options ダイアログボックスを呼び出します。ここで印刷する用紙に Scope ページのレイアウト、印
刷カラーなどを選びます。

波形の印刷レイアウト
該当する
ボタンをクリックすると 1 印刷
ページ当たり 1 〜 6 データのページを印刷します。初期設定は一番左のボタンで、1 ページ分のデータを 1 枚の用紙に印刷します。指定するページの範囲は Scope のページに対応しています。
のボタンを指定すると、6 ページ分のデータを 1 枚のペーパに印刷します。このChapter 5 ﾑ ファイルの取り扱い

73

図 5-11
Page Setuo ダイアログボッ
クスの例

Windows のページセットアップ

ページセット
アップポップアップメ
ニュー

Macintosh の
ページセットアップ

図 5-12
印刷用紙オプションのダイ
アログボックス

機能は Printer Properties ダイアログボックスの <Layout> オプションと連動しており、時間はかかりますが便利です。

74

Scope ソフトウェア

高分画印刷のオプションにチェックマークを付けると使用するブリンターの最大分画能で Scope やズーム、X-Y ウインドウを印刷します。1200-dpi レーザライターを使用すると、1200 ﾄﾞｯﾄ / ｲﾝﾁの分画能で印刷します。こういった場合の印刷は最大限高品質のものになりますが、Scope ウインドウの印刷には時間が相当かかります。
<High-Resolution Printing> を選択しないとページのアイテム位置
精度がコンピュータの画面分解能 75 ﾄﾞｯﾄ / ｲﾝﾁに制限されます。しかし、オーバビューやドラフトではこれで十分で印刷時間も速くなり便利です。高分解印刷は、最終的なデータの印刷だけに利用する事をお奨めします。

カラー印刷
を選択するとデータのカラー印刷ができます。
Display Settings ダイアログボックス p.50 & 54 でデータの表示カ
ラーを指定します。カラープリンターの機種によっては、サポートしない色もありますしディスプレイとは異なる色が印刷される場合もありますので、サンプルデータで試してからお使い下さい。

プリントコマンドコメントウインドウがアクティブの時、又は印刷するものが無い場合（例えば空白ページとか）には、File メニュー 図 A-2 p126 の<Print...> コマンドは無効表示となり選択できません。アクティブ
ウインドウの種類や選択したデータの場所によってそれに対応したコ
マンドが出ます表 5-1 。

表 5-1
Printing コマンド

印刷コマンド

現行ウインドウ

印刷内容

Print...

Scope

現行ページ又は一部

Print...

Zoom

ズームウインドウの中

Print Data Pad...

Data Pad

データパッドの内容

Print Notebook...

Notebook

Notebook の内容< Print...> コマンドを選択するとプリントダイアログボックスが出ます。これについては使用しているプリンターやコンピュータのユー
ザガイドも併せて参考にして下さい（図 5-13 参照 ）。
Scope は専用のオプションを持っています：
ボタンをクリックしてプリントオプションダイアログボックス 図 5-14 を呼び出して設定します ( 又は Macintosh コンピュータの EChem では
Chapter 5 ﾑ ファイルの取り扱い

75

図 5-13
プリントダイアログボック
スの例

Windows のプリント
ダイアログボックス

プリントオプ
ションポップアップメ
ニュー

Macintosh のプリントダ
イアログボックス

図 5-14
Print Options ダイアログボックス)。ここではアクティブページしか印刷できません（プリントダイアログボックスで指定した印刷範囲は無効になります）。
重ね合わせページが表示されていればそれが印刷されます。平均ページにはページ番号がありませんので、このページを印刷するにはこれを表示させチェックボックスをオンにして印
刷します。

76

Scope ソフトウェア

Scope や Zoom ウインドウの内容を印刷する場合は、ページレイアウト
ダイアログボックス 図 5-15 で、サイズや配置、画像の比率を設定します。画像をドラッグしてそのページに再配置し（破線で位置を確認できます）、その画像の右下のグレーボックスをドラッグしてサイズを調整します。

図 5-15

これをオフ
にしてイ
メージを再
描画する

ページレイアウトダイアロ
グボックス

このペー
ジの好き
な箇所に
イメージ
をッド
ラッグす
る

ここをドラッグしてイメージをリサイズする

図 5-16
長いコメントと一緒に一枚の用紙に 4 ページ分を印刷する

画像をダブルクリックすると、ページに対応した最大の大きさに拡大します。
チェックボックスをチェックすると、画像は元のサイズに比例した比率で拡大縮小します。1 枚のペーパに複数ページのデータを印刷する場合（ページセットアップダイアログボックスで<Waveform Print Layout > コントロールを使い）は、そのページに複数の矩形印が出てチェックボックスは表示しません。
ファイル名、ページ番号、ページコメントも一緒に印刷します p.78 。
長いコメントは縮小し、長過ぎると省略して印刷します 図 5-16 。

Chapter 5 ﾑ ファイルの取り扱い

77データパッド p.87 は、画面と同じように印刷されますが空欄はハードコピーには印刷されません。ノートブック p.79 も画面と同じように印刷します。

ページコメント
ページコメントは記録に注釈を付け特定のページにインフォメーショ
ンを書き込こむ機能です。コメントは記録後に入力して編集できます。ノートブックを使えば、記録に関してより詳細なコメントが残せます。
ページコメントボタン
がマーカの右の Scope ウインドウ左下にあります。このボタンをクリックして Page Comment ウインドウ 図 517 を呼び出します。ページコメントウインドウは標準通り、クローズボックスやタイトルバーが付き Scope ウインドウがアクティブの時には画面の移動、バックグランド表示ができます。コメントが長いときは矢印キーを使ってスクロールします。
アクテイブページに何かコメントが付いていると、このアイコンボタ
ンがブランクからマークに変わります。

ページコメントの印刷
Scope ページを印刷する際は、コメントも波形の下に印刷されます。
コメントが長いと Scope の波形は印刷時に縮小（ 図 5-16 参照）されます。コメントが長過ぎると省略して印刷します。

図 5-17
ページコメントウインドウ

コメントはここに入力し、修正もできます

そのページを修正した日時やア
ベレージ処理したページ数などが表示

78

Scope ソフトウェア

ノートブック
ノートブックは通常のノートと同じで特定の Scope ファイルに書き込
み（セーブし）ます。ノートブックにはコメント機能に比べると記録に関してより詳細な記述ができ、通常は特定な時間に発生する特殊な情報などを書き留めて残すのに便利です ( 上記のページコメントはページに特化した情報が無い場合に使います）。ノートブックを使うには、Window メニューから＜ Notebook ＞を選択します図 A-3 p126。

図 5-18
ノートブックウインドウ

次のページ
をめくる

前のページに戻す

このボタンをクリックし挿入する日付けを設定

挿入する時刻を設定

ノートブックウインドウは標準のウインドウで、クローズボックスやタイトルバーを持ち画面内が移動でき、Scope ウインドウがアクティ
ブの時はバックグランド表示ができます。
ノートブックを使うには、Window メニューから <Notebook> を選択します。ノートブックはトータルで８ページ分使用でき、一つのファイルに関するメモ書きとして利用します。各ページ当たり最高 32,000
文字まで書き込めます。キーボードの矢印キーを使って、画面のスクロールができます。ノートブックは 1200 文字位までしか印刷できませんので、テキストをワードプロセッサに転送する場合問題となるかも知れません。
ノートブックウインドウは標準のウインドウで、クローズボックスやタイトルバーを持ち画面内が移動でき、Scope ウインドウがアクティ
ブの時はバックグランド表示ができます。

Chapter 5 ﾑ ファイルの取り扱い

79Edit メニュー 図 A-3 p126 の <Cut>、<Copy>、<Paste>、<Clear> の各コマンドメニューが通常通りテキストの編集に使用できますが、
ノートブックには画像は挿入できません。ノートブックウインドウの内容はファイルをセーブすると一緒に保存されます。ノートブックの情報を含んだセッティングファイルをデータファイルに適用すると、ノートブックの情報はそのままそのデータファイルにも残ります。

ノートブックの印刷
ノートブックの内容を印刷するには、まずノートブックを開き File
メニュー 図 A-2 p126 から <Print Notebook...> を選びます。プリン
トダイアログボックス 図 5-13 p76 でノートブック全体の内容を印刷するか、指定したページ範囲だけを印刷するかを選択します（ノート
ブックが空白の場合は印刷しません）。画面に出ている通りのページ
を印刷します。ノートブックの中身はクリップボードに複写でき、
ワードプロセッサーソフトに転送できて便利です。

80

Scope ソフトウェア

6

C H A P T E R

S I X

データの解析

この章では Scope が提供する解析オプションについて説明します。

･ シグナルは波形カーソルを用いて絶対値もしくは相対値として直接読み取れます p.82 。
･ バックグランドページ p.86 を別のページから控除する設定ができます。
･ データパッド p.87 は記録したデータを演算し、統計情報として収録します。スイープページを選択してシグナルをアベレージ
処理しアベレージページとして表示します。
･ X-Y ディスプレイモード p.92 はあるチャンネルのシグナルに対し別のチャンネルのシグナルをプロットします。
･ FFT ディスプレイモード p.93 はシグナルのパワースペクトラ
ムを算出します。
･ 変換の範囲 p.95 は生データにも適用できます。

Scope ソフトウェア

81シグナルからデータを読み取る
記録が終了したらデータディスプレイエリア 図 6-1 をスクロールして、記録したデータを直接読み取ることができます。ポインターは
データ表示エリア内ではに変わります。波形カーソルの形状は初期設定では十字になりますが、プレファレンスファイルで波形に合わせ変更できます。ポインターをデータ表示エリアに移動すると（叉は時間軸上に）、各チャンネルの波形カーソルがそのポインターの位置の波形データを読み取りポインターポイントの時間と、その時間での両チャンネルの振幅値が波形カーソルディスプレイとして表示します。
波形カーソルはデータポイントをなぞり移動しますが、ポイント間のデータは読み取りません。

ポインター位置（及び波形カーソル）の時間

図 6-1
波形データを読み取る

ポインター

波形カーソル位
置の振幅値

波形カーソル

マーカを使うマーカ
は Scope ウインドウ左下のメモリーボックスの上の欄にあります 図 2-3 p13 。マークしたポイントをゼロとして、そこからの相対値としてデータポイントを読み取ることができます 図 6-2 。
このリファレンスポイント（ゼロポイント）をセットするには、読み取るチャンネルにマーカをドラッグし、波形の真上でマウスボタンを離すとドロップして波形上にセットされます。Alt+ ドラッグ
（Macintosh では Option- ドラッグ）でマーカを波形以外の場所にもセットできます。カーソルパネルの波形カーソルディスプレイを見な
がら、データポイントを決定します。また、ズームウインドウを使えばより正確にポイントを選定できます。表示するページを変えてもマーカは同じ時間のポイントに留まったままで、波形上にマーカを

82

Scope ソフトウェア

セットすると、その同じ時間の波形上にセットされます。正確な位置にセットするにはズームウィンドウを使って行います。

図 6-2
マーカからの相対値を読み
取る

カーソル
表示パネ
ル

マーカからの相対時間、差分を表す⊿に注意

マーカからの相対振幅
値、差分を表す⊿に注
意

マーカ

絶対振幅値

波形の上以外にマーカをセットした場合はページを変えてもマーカの位置はそのままで移動しません。マーカをダブルクリックするか、
Scope（又はズーム）ウインドウの左下のボックスをクリックすると元の収納場所に戻ります。
マーカをセットすると、波形カーソルパネルの表示はマーカポイント
からの相対時間を表示します（⊿が前に表示、例：）図6-2 。マーカがセットされたチャンネルの振幅もマーカ点からの相対振幅値となります。
X-Y、FFT ウィンドウから標準の Scope ウィンドウモードにするとマー
カは収納場所に戻ります。

ベースラインの設定と移動
マーカはベースラインがゼロでない場合の補正にも使います。波形
データを記録した後に、そのベースラインが 0 V では無く補正が必要な場合のオフセット補正に便利です。これにはオフセット補正の開始
ポイントにマーカをセットします。次に、マーカホーム叉は、マーカ
自体を <Ctrl+ ドラッグ > ( Macintosh では - クリック ) します 図 63 。第二のマーカが同じチャンネルに出ますので、オフセット補正す
る終了ポイントにセットします（Ctrl+Alt+ ドラックでマーカは波形に関係無く移動できます）。Macintosh では-Option- クリック。両者のマーカ間を破線がベースラインとして表示します。

Chapter 6 ﾑ データの解析83ポインター位置の時間

図 6-3
ベースラインの設定

ポイン
ター

ベースラインから波形
カーソル位置の相対振
幅値
複製マーカ

マーカ

波形カー
ソル

ベースライン

ベースラインに沿った値をゼロにセットします：カーソルパネルに表示する波形カーソルの座標は、絶対時間とそのチャンネルのベースラ
インからの相対振幅値を示します。
ベースラインは指定したページの指定するチャンネルに導入されます。ページを変えると、波形を固定するベースラインはかなり移動します。波形非従属にしておくと、そのままで移動しません。一方のマーカを取り除くと両方とも消え、ベースラインも消失します。ベー
スラインの傾斜を垂直か垂直近くにしようとすると、ベースラインが消失し両マーカもホームに戻ってしまいます。
X-Y ディスプレイモードの場合は（時間表示が無いので）、ベースラ
インはセットできません。従ってマーカの複製も出ません。

マーカミニウインドウ
マーカポジションを表示するには（ベースラインのセット時は両マーカとも）、Window メニューから <Marker> を選びます。マーカミニウ
インドウ 図 6-4 が、アクティブウインドウの前に出ます。このウイ
ンドウは三つに分かれており、マーカが付いたチャンネル名、マーカ
ポジションの時間、振幅値を表示します。マーカを使っていない時は、チャンネル名の欄が <off> となり下の部分が空白になります。
<Set...> ボタンをクリックすると、Set Marker Position ダイアログ
ボックス 図 6-5 が出ます。ここでマーカやベースラインポジションの変更、設定ができます。所定の項目欄に数値を入力して <OK> ボタ
ンをクリックすると、ベースラインが導入できます。

84

Scope ソフトウェア

マーカがアクティブのチャンネル、XY ディスプレ
イモードでは On を表示

図 6-4
マーカミニウインドウ

アクティブチャンネルでのマーカポジションの時間と振幅値

アクティブチャンネルでの複製マーカポジションの時間と振幅値 .

クリックすると Set Marker Position ダイアログ
ボックスにアクセス図 6-5

図 6-5

マーカポ
ジション
の時間

Set Marker Position ダイ
アログボック
マーカポ
ジション
の振幅値

マーカ
チャンネ
ルを選ぶ
シグナル
上のマー
カポジ
ション

図 6-6
X-Y ディスプレイモードでのセットマーカポジションのダイアログボックス<Off> のラジオボタンをクリックするとマーカが消え、<Chan A> か<Chan B> でマーカを表示するチャンネルを選びます。
チェックボックスをマークすると、マーカは指定する時間に対応する
波形振幅上にロックされ、マーカ振幅ポジションの入力欄がダイム表示となり数値入力は不可となります。このチェックボックスを選ばなければ、<Marker-1> と <Marker-2> に設定する縦軸、横軸ポイントに登録できます。<Marker-1> と <Marker-2> の入力欄に数値を入れることで任意のベースラインが引けます。
Chapter 6 ﾑ データの解析

85

X-Y ディスプレイモード p.92 の時は、マーカミニウインドウ 図 6-4の上に <ON> が表示し、下の欄には振幅値が表示します。マーカは 1
つしかありませんのでベースラインは出ず、セットマーカポジション
ダイアログボックス 図 6-6 は無効表示になります。このダイアログ
ボックスでマーカポシションをセットすると、マーカは常に波形には従属されずに移動できます。

バックグランドサブトラクト
セッティング（ベース、レンジ等が）が同一のファイルでは全ページからある波形分をサブトラクト（差し引く）してバックグランドペー
ジとする設定ができます。この機能は非線形のベースライン・サブト
ラクトしたり、ノイズの多いバックグランドから僅かなシグナルを取り出したりするのに便利です。
バックグランドサブトラクトを設定するには、バックグランドにする
ページをアクティブにし、Display メニュー 図 A-7 p127 から<Subtract Background> を選択します。バックグランドページのペー
ジボタンはページ番号に下線が付きます。
アクティブページのシグナルはそのバックグランドページのシグナルから差し引かれ、バックグランドページはゼロシグナルの表示になります。
バックグランドページがメモリーされると、Display メニューの<Subtract Background> と、<Clear Background> は無効表示となります。
Display メニュー 図 A-7 p127 の <Subtract Background> コマンドは<Don't Subtract Background> コマンドと切り替えになっています。
両者とも、バックグランドページはメモリーに残り、オープした
ファィルの波形からサブトラクトするか否かの選択ができ、サブトラ
クト前と後の比較ができます。Display メニューから <Clear
Background> を選ぶと、メモリーからバックグランドが消え控除前の生データが再度収録されます。バックグランドページがセットされると、メモリーされファイルを閉じてもそのまま残ります。別のファイ
ルを開けば残っているバックグランドを使うことができます。

86

Scope ソフトウェア

データパッド
データパッド 図 6-7 を呼び出すには、Window メニューから Data Pad
を選択します。データパッドは使い易く、フレキシブルで機能的な解析を提供します。データッドには波形データからの直読値や演算数値
を 32 列まで記録表記でき、最大 32,000 行のデータ値が収録できます。各セルには最大 255 文字まで、1 行当たり合計 2000 文字で 32 列
までに表記できます。また、テキストファイルとしてセーブして、クリップボードへその一部、叉は全てを複写して別のアプリケーションにも転送できます。
現行の選択範囲やアクティブポイントのインフォメーションが題目の下の行に表示します。題目の下は太線で記録データと区分されています。Scope のアクティブポイントは、データディスプレイエリアを最後にクリックしたポイントです。データをデータパッドに加えると、新たなデータが現行データ欄の下に記録されます。各セルは一つのエントリーしか許されず、データパッドに書き込まれる際に対応するセルに書き込まれます。題目の欄にはその値を導入したチャンネル名が
出ます。
行ボタン
をクリックすると強調表示し、データ表示エリアでは
ポインターは太十字に変わります。データ行をクリックして選択

図 6-7

題目をクリックしデータパッ
ドセットアップダイアログ
ボックスを呼び出す図 6-8

データパッドウインドウとポップアップメニュー

データパッドポップアップ
メニュー

行ボタン
セルボタン

題目（カラムヘド ) をドラッグしてミニウィンドウを作る 図 69 p90

Chapter 6 ﾑ データの解析

現行の選択
範囲のデー
タ

記録した
データ

87

するか Shift+ クリックかドラッグで複数のデータ行が選択できます。
また、不必要なものは消去したり、クリップボードへカット＆コピー
します。Ctrl+ クリック (Macintosh では -) で個々の行を選択しま
す： 不必要なデータは消去したり、クリップボードへカット＆コピー（タブ切りで）します。セルボタン
をクリックすると、ポイ
ンターはデータエリアで Ｉ ビームに変わり通常の方法で各欄の修正ができます。
ポップアップメニュー 図 6-7 で次のコマンドを提供します：･ <Add Blank Lines>：データパッドに空白行を挿入します。パラ
メータブロックを離すのに便利です。
･ <Add Titles>：データパッドに表題として三行分加えることができます（表題の上付き、下付き文字はデータパッドでは標準文字に変換します）。
･ <Clear Data Pad on New>： 新規ファイルを作成する際に、データパッドの内容を消去します。これを選択するとコマンドメ
ニューの横にチック記号が付き、現行のファイルだけに適用されます。
･ <Auto Add>：記録モードに係わらずデータを記録しながらス
イープ毎に（スイープさせなければ新しいページに）データ
パッドを更新して記録します。これを選択するとコマンドメ
ニューの横にチック記号が付き、現行のファイルだけに適用されます。
表記列の幅は表示するデータや表題に合わせて変更できます。幅を狭くすればより多く画面に出すことができ、幅を右へ広くすれば添付するコメントが多くなります。表題の間の太線上にポインターを置き、必要な幅までドラッグして表記列の幅を調整します。

データをデータパッドに書き加える
セレクションデータからパラメータをデータパッドに取り出すには、
Window メニューから <Add to Data Pad> を選択します。選択範囲が無いとアクティブポイントのデータを転送します。ショートカットとして、データディスプレイエリアをダブルクリックすると、その点のデータが転送します。データパッドに入力するパラメータは Data
Pad Column Setup ダイアログボックス 図 6-8 を使って決定します。
初期設定で最初の２列はチャンネルの選択範囲の平均か、選択範囲が無い場合はアクティブポイントのシグナル値を記録する設定になって
います。

88

Scope ソフトウェア

段落の設定データパッドの段落は、データパッドのカラムヘッド ( 題目）図 6-7をクリックして Data Pad Column Setup ダイアログボックス 図 6-8を呼び出し、その設定を変更して再構成することができます。
調整したい段落に移動するには（複数の列を迅速に設定するのに）、
ダイアログボックスのタイトル横の矢印をクリックするか、キーボードの左右矢印キーを使います。データパッドの機能は標準的なカテゴリーで分類されています：･ <Off>：表記列をオフにします。何もエントリーされません。
･ <General Statistics>：選択範囲の平均、標準偏差、平均の標
準誤差、選択範囲の積分値を求めます。選択範囲の最大最小
データポイント値（及びその差）、それを記録した時間、選択範
囲のデータポイント数が得られます。
･ <Selection Information>：選択範囲があるとその開始時間、終了時間及びその間隔、そのページを記録した日時を表記します。

図 6-8

矢印をクリックして段落を移動する

標準カテ
ゴリー

特定な機
能

ミニウィンドウをアクティブに 図 6-9

Data Pad Column Setup ダ
イアログボックス

データパッドの機能の説明文

Chapter 6 ﾑ データの解析

データパッドへエントリーするチャンネル89

･ <Cursor>：アクティブポイントの時間と振幅を求めます。選択範囲がある何も表示しません。
･ <Slope>：指定した波形エリア内の最大最小スロープや、選択範
囲の平均スロープとアクティブポイントでのスロープを求めます p.142 。
データパッドへのエントリーを３種類のラジオボタン 図 6-8 で指示
します：･ <When Any Channel is Selected>：Scope ウインドウでどのデー
タを選択しても、チャンネル・ポップアップメニューで選択したチャンネルに関するインフォメーションを記録します。例えば、チャンネル A でエリアを指定してもチャンネル B のイン
フォメーションがデータパッドに記録されます。
･ <Only When Channel is Selected>： そのチャンネルだけの選択
範囲のインフォメーションがそれに該当する段落に記録します。
･ <From First Channel Selected>： 両チャンネルを選択しても、チンネル A だけのインフォメーションを記録します。
<Compact Data> チェックボックスは、真ん中のラジオボタンと一緒に使用します。例えば、同じ刺激を加えた後に、別の時間間隔で別のチャンネルからのデータを選択すると、データパッドの同一行に全データを表記します（チェックボックスをオフにすると、各入力デー
タは別の行に記録します）。

図 6-9
Data Pad Value ミニウィ
ンドウ
タイトルバーをドラッ
グしてミニウィンドウ
を移動する

データパッドの持つ様々な機能は、ファイルやブロックに関する情報を素早く見つけるのに大変便利です。データパッドを利用すれば、小バックグランドウインドウを使ってアップデートで必要な情報が表示できます。さらにミニウインドウ 図 6-9 に現行の演算値を表示させたり、データパッドの特定の段落で読み取った値を表示させることも可能です：データパッド・カラムセットアップダイアログボックス
図 6-8 のミニウインドウのチェックボックスをチェッ
クするか、カラムヘッドをドラッグしてデータパッドウィンドウから引きはがすことができます 図 6-7 p87。これらのミニウィンドウはScope ウィンドウの上に表示します。

印刷
ダブルクリックして Data
Pad Column Setup ダイア
ログボックスを出す図 6-8

90データパッドウインドウがアクティブの時は File メニューの<Prin...> オプションは <Print Data Pad...> に変わり、データパッドの内容を印刷します。データパッドの幅が広い場合は複数ページにまたがって印刷されますが、個々の表記列はそのまま印刷されます。
Scope ソフトウェア

アベレージページ
Scopeのアベレージページは複数ページの波形の平均を表示します 図
6-10 。アベレージページを表示するには、Scope メインウィンドウ(p.13, 92 & 93) か、ズーム (p.56) ウィンドウでページボタン（ページボタン番号の左端）をクリックするか、Display メニュー 図
A-7 p127 から <Go to Page> を選ぶ、または０ページに移動します。
アベレージするページの選択は、重ね合わせるページで用いるのと同じ設定ですページの重ね合わせ p.55 。さらに、アベレージに含める
ページに必要なのは：･ 同じデータサンプル数･ 同じサンプリング速度で･ 単位変換をしていれば同じ単位設定で
注：
単位変換をアベレージペー
ジに適用すると、総ての重ね合わせページにその単位が適用されます。

何れもアベレージする最初（左端）のページに合わせます。平均ペー
ジがアクティブの時は、ページコメントウインドウ (p.78) の下段に平均したページ枚数が表示します。アベレージに加えるか除くかはページボタン p.55 を通常通りダブルクリックするか、<Ctrl+ クリッ
ク > ( Macintosh では- クリック ) で選択します。任意のページを削除したり加えたりできます。
Average ページの振幅軸のレンジディスプレイは、平均処理された
ページのレンジで表示します。重ね合わせた波形は、この平均レンジのスケールで描画されます。FFT や X-Y ディスプレイ (p.92 & 93) もアベレージ処理できます。Scope は各ページのプロットを演算して同時に値を平均します。従って各スイープの FFT も演算されて平均処理されます。

スイープ４を重ね書き

図 6-10

アベレージページの平均処理波形

平均ページの表示、２と４スイープからのアベ
レージシグナルを示す

スイープ２を重ね書き

アベレージページ

Chapter 6 ﾑ データの解析

91アベレージページにはページ番号は付きませんし、アクティブ
ページでプリントダイアログボックス p.76 のチェックボックスがオンの時しか印刷できません。

X-Y ディスプレイ

図 6-11
ディスプレイポップアップ
メニュー
FFT オプションにア
クセス 図 6-14

ディスプレイポップアップメニュー 図 6-11 から X-Y を選ぶと、データディスプレイエリアにはチャンネル B のデータ（水平軸）に対するチャンネル A（垂直軸）を表示します 図 6-12 。1 チャンネルしかデタがない場合は表示しません。
表示線形のパターンや表示カラーは、<Display Setting...> コマンド 図
A-7 p127 を選びディスプレイセッティング（X-Y）ダイアログボック
ス p.51 にアクセスして設定します。
ポインターがデータディスプレイエリアにある時は、波形カーソルは
ポインターに最も近い X-Y 波形上をトレースします。カーソルパネルの波形カーソルディスプレイは、ポインターが有る位置の時間と振幅値を両チャンネルとも同時に表示します。波形が重なり合って波形か
ら特定のセクションを読み取るのは難しい場合は、エリアを指定してズームウインドウで拡大して下さい。

図 6-12
X-Y ディスプレイ

Input A
スケー
ルポッ
プアッ
プメ
ニュー

波形カー
ソル
ポインター

Input
A軸

XY ディスプレ
イモードを選択

92

Input B 軸

Input A スケールポッ
プアップメニュー

Scope ソフトウェア

FFT ディスプレイ
ディスプレイポップアップメニュー 図 6-11 から FFT を選ぶと、各チャンネルのデータディスプレイエリアにそのデータのスペクトラム（通常は振幅スペクトラム係数）図 6-13 を表示します。FFT（高速フーリエ変換）は時間の関数データを周波数変域に変換してスペクトラム演算します。
FFT（高速フーリエ変換）ディスプレイモードは生データを周波数成分の強さを表します（高速フーリエ変換 p.137 を参照）。水平軸は Hzの単位で周波数で表示します。波形のパターンや表示カラーは、ディスプレイセッティング ( X-Y ) ダイアログボックスで設定し p.50, 図
6-13 、棒グラフで表します。
ポインターがデータディスプレイエリアにある時には、波形カーソル
は FFT 波形上をトレースし、カーソルパネルは周波数 f と FFT 波形の振幅を表示します。

FFT オプション<FFT Options...> コマンドは Display ポップアップメニュー（ 図 611 ）の上にあります。これを選択すると FFT オプションダイアログ
ボックス 図 6-14 が出ますので、FFT ウインドウ関数を選択して導入します。
FFT ではデータを周期波形のサイクルの積分値と仮定します。ウイン
ドウ処理関数は、この仮定により生ずる不確からしさを補正する為に

図 6-13FFT ディスプレイ：上のチャンネルは対数 (dB) 、下は線形軸

軸は周波数：単位は Hz

Chapter 6 ﾑ データの解析93用います。ウィンドウ（マド：FFT で使用するデータポイントの選択範囲）の端のデータの重要度を減らすように作用します。どれを選ぶ
かは、解析するデータのタイプやスぺクトラムから得たいインフォ
メーションにより全く異なります。どのオプションが最適かは、その分野の文献を参考にしたりして決めます。詳細は 高速フーリエ変換
p.137 を参考にして下さい。

垂直軸スケール
FFT ディスプレイモードで振幅軸のスケールポップアップメニュー 図
6-15 を選ぶと、水平軸スケールのエキストラオプションが選択できます。
･ <Log Scale>：このオプションは log 対数表示します。垂直軸単位はデシベル dB で、設定した比較レベル（Attenuation は 0dB）

図 6-14
FFT オプションのダイアロ
グボックス、FFT ウィンドウ関数を設定図 6-15
FFT ディスプレイを選択した場合のスケールポップ
アップメニュー
クリックして FFT ディスプレイの log (dB)
軸にセットするとコマンド表示は線形ス
ケールに切り換わります
0 dB リファレンスパネルをセット 図 6-16

図 6-160dB Reference Level ダイ
アログボックス94

ユニットコントロール

Scope ソフトウェア

に対する垂直スケールを持ちます。これを選ぶとコマンドメ
ニューは <Linear Scale> に切り換わり、これを選ぶと再度水平
軸は線形スケールの FFT ディスプレイになります。
･ <Reference Level>：アットネータ 0 dB で表わされるスペクトラ
ム線の値は、Ref Level ダイアログボックス 図 6-16 で設定します。スケールポップアップメニューから <Set 0dB Ref Level...>を選ぶとダイアログボックスが出ます。

演算機能
Scope の演算機能は単独でも組み合わせても適用できます。Scope は
常に生データを記録しそれに演算機能を適用します。演算機能は記録
前にも記録後にも選択でき、適用を外して生データを復帰させることも可能です。
Display メニュー 図 A-7 p127 から <Computed Functions ...> コマン
ドを選択し演算機能ダイアログボックス 図 6-17 を呼び出します。各
チャンネルの演算機能は別個に設定できます。ダイアログボックスのディスプレイポップアップメニュー 図 6-17 から両チャンネルを色々な形式で組み合わせてディスプレイできます。選択した機能は、セッ
ティングを変更しない限りそのファイルの全ページに適用されます。

図 6-17
演算機能ダイアログボック
ス

ファンク
ションコン
トロール
算術演算
ポップアッ
プメニュー
図 6-20
機能ポップ
アップメ
ニュー 図
6-21

ディスプ
レイポッ
プアップ
メニュー
図 6-18

算術演算
用のユ
ニットコ
ントロー
ル

入力信号に
導入する演
算機能の数
式

Chapter 6 ﾑ データの解析95

サンプリング速度<Computed Input> 機能はサンプリング速度には影響しませんが、連続するスイープ間の間隔には影響します。データ処理に要するスピー
ドは直接コンピュータの速度に依存しますので、遅いモデルではこの間隔は長くなります。これが問題になるなら、サンプリングした後に演算処理機能を使って下さい。

単位
機能によっては表示するデータの単位（垂直軸の）が変更します。単位がボルトなら単純ですが、単位変換機能で設定した単位も変更します。
二つの波形を同時に演算処理すると単位は元の単位に戻ります。波形を加えたり差し引いたりする場合は、両波形の単位は同じであるのが条件です。異なっていると実行されません。積分処理した波形の単位
はその波形を囲む両軸単位を乗じたものになり、微分波形の単位は垂直軸単位を水平軸単位で割ったものになります。

ディスプレイファンクション
ダイアログボックス 図 6-17 の上のディスプレイポップアップメ
ニュー 図 6-18 で、Scope ウインドウにディスプレイするオプション
を指定します：デフォルトでは <Ch A & B> で、通常両チャンネルを表示します。どちらか一方だけの表示への変更もできます。この場合一方のチャンネルを <Off> にするものでは無く、表示はしませんが記録はしています。また、別のチャンネルを加えたり、掛け合わせたり、差し引くことも可能です。
･ <Ch A & B>：通常両チャンネルを表示します。

図 6-18演算機能のディスプレイ
ポップアップメニュー･ <Ch A Only> 又は <Ch B Only>：そのチャンネルだけ表示します。２番目のチャンネルは隠れますがデータは収録続け後で再生できます。
･ <Ch A + B>： 両チャンネルの総和を表示します。シグナルの単位は両チャンネルとも同じで、違っていれば実行されません。
･ <Ch A − B> 又は <Ch A − B>：両チャンネルの差を表示します。
シグナルの単位は両チャンネルとも同じで、違っていれば実行されません。
･ <Ch A * B>：両チャンネルのシグナルの積を表示します。生シグナルの単位は両チャンネルとも同じで、違っていれば実行さ

96

Scope ソフトウェア

れません。シグナルの積は生シグナルの単位を掛けたものとなります。

チャンネルファンクション
このダイアログボックスには Channel A 用と Cahnnel B 用のパネルが有り、両チャンネルの機能が別個に設定できます。複数の機能を導入する場合は、パネルの上から下の順で実行します。例えば、波形を最
初はスムージング処理して、次にシフトする場合などです。ダイアロ
グボックス下のディスプレイパネルでこの順番を表示します（ディスプレイセッティングと同様に）。

スムーズ <Smooth>
データをスムージング処理すれば、不必要な高周波数成分やノイズ、波形のクラッターなどが除去できます 図 6-19 。コントロールをゼロにセットすると、スムージングはオフ（初期設定）になります。数値を大きくするとスムージング効果が増大します。コントロールの上下
矢印をクリックして、数値を増減するか、直接入力欄に数値を入れスムージング効果の度合を設定します。設定値は 1〜 50 迄です。この数値はスムージング処理では平均する基準ポイン
トの前後のポイント数に当たり、移動平均を示します。波形の両サイ
ドでは n ポイントでスムージング処理できませんので、これらの領域
ではスムージング効果は減少します。スムージングアリゴリズムの詳
細は p.140 を参考にして下さい。

図 6-19スムーズ処理していないオリジナル波形

波形をスムーズ処理した効果
Value 1 のス
ムーズ処理

Value 2 のス
ムーズ処理

Value ４のスムー
ズ処理

Chapter 6 ﾑ データの解析97シフト <Shift>
シフトコントロールで波形を水平方向に移動します。これを利用すると別のチャンネルの波形と直接比較できます（例えば、僅かな移相差しか無い両波形を同一線上で比較する場合）。コントロールをゼロにするとシフトは解除します（初期設定）。上下矢印をクリックして調整するか、直接入力欄に数値を入れます。＋の数値
で右に移動し、−の数で左に移動します。数値はデータポイントの集積数で、最大シフト数は± 2560（最大ｻﾝﾌﾟﾙ／ｽｲｰﾌﾟ数です）。

算術演算 <Math>
Math コントロール 図 6-20 は単純に定数を波形に演算処理する機能です：
図 6-20Math ポップアップメニュー･ <None>：は初期設定で、シグナルには何も算術演算は適用されません。
･ <Add or Subtract>：波形データに定数を加算、叉は減算して垂直方向にシフトさせます。入力欄には± 30,000 まで設定でき、小数点以下 4 桁までセットできます（−の数値を入れる場合はハイフンを入力）。基本単位はボルトか単位変換機能で設定します。数値の調整は上下の矢印キー をクリックして設定します。
･ <Multiple or Divide>：いずれかを選択すると入力欄が有効表示に変わります。設定値は± 30,000 までで、最大 12 文字までセットできますが（−の数値を入れる場合はハイフンを入力）、ゼロは無効です。
･ <Invert or Absolute>：この内のいずれかを選択すると、コントロール数値入力欄は無効表示のままです。<Invert> は波形の符号を変え、-1 を乗じたのと同じ効果が得られ、＋値は−値に変わります。
･ <Abs>：波形の符号とは無関係な絶対値で波形をディスプレイします。

ファンクション <Function>
ファンクションポップアップメニュー 図 6-21 で波形に導入できる機能が選択できます：･ <None>：は初期設定で、シグナルには何もファンクションは適用されません。

98

Scope ソフトウェア

図 6-21
ファンクションポップアッ
プメニュー･ <Reciprocal>：この機能は波形を逆数表示するもので、データ
ポイント x を 1/x とします。ゼロでは無限となりますのでオフスケールで表示します。
･ <Square>：シグナルの平方、即ち データポイント x 値に対しx2 をディスプレイします。
･ <Integrate>：シグナルの下のエリアをデータポイント総数にサンプルインターバルを掛けて計算しディスプレイします。負のシグナルの積分も負になります。詳細は p.140 を参照下さい。
･ <Differentiate>：この機能は波形を一次微分処理します。シグナルのスロープやレートの変動の情報がより多く得られます。詳細は p.141 を参照下さい。微分関数はノイズに特に敏感で、シグナルのスムージングと併用すると効果的な場合があります p.97。

Chapter 6 ﾑ データの解析

99

100

Scope ソフトウェア

7

C H A P T E R

S E V E N

Scope のカスタマイズと自動化

Scope にはカスタマイズや自動化を幅広くサポートするツールが含まれており、便利で使い易くなっています。各種のコントロール項目、
メニューやコマンドメニューをロックしたり、隠したり、変更したり
p.105 、コントロールパネルを再配置して p.106 カスタマイズできます。マクロ命令 p.110 を使って複雑なタスクをスピードアップしたり、自動化したり、ファイル内のメニューに収録して新たなメニューが創れます。Macintosh コンピュータでは AppleScript の一部 p.120 をサポートします。

この章では Scope のプレファレンス、カスタマイズオプション、記録の自動化、及びそのコントロール機能について詳しく説明します。

Scope ソフトウェア

101プレファレンス
ディスプレイセッティングや記録コントロール内の各種オプションを使えば、スコープが簡単にカスタマイズできます。また、コントロー
ルやメニュー、コマンドメニュー（及びキー操作）をロックしたり、隠したりできます。e-corder を教材用として利用する場合は、この機能を利用すれば操作が簡単になるので大変便利です。Edit メ
ニューのプレファレンス 図 A-4 p.126 には次のコマンドメニューがあります：･ <Options...> 、下記･ <Menue...> 、p.105,･ <Controls...> 、p.106,･ <Start-Up...> 、p.107,･ <Hardware Start-Up...> 、p.109･ <External Trigger...> 、p.109
Scope の特殊なパフォーマンやディスプレイの管理は後で説明しま
す。

オプション
Edit メニュー 図 A-4 p.126 の Preference から <Otions...> コマンドを選択すると、スコープオプションダイアログボックス 図 7-1 が出ます。タイムベースコントロールパネル 図 3-1 p.22 の Rate/Time ディ
スプレイをダブルクリックしてもこのダイアログボックスにアクセスします。
３種類のパネルでディスプレイと記録のセッティング、<Waveform
Cursol>、<Time Base Controls> を調整します。セッティングが終了
したら <OK> ボタンをクリックすれば実行します。

ディスプレイと記録
４つのチェックボックスから選択します。選択した箇所がハイライト表示になり、横のファンクションをクリックするとファンクションのオン、オフ切り替えができます：･ <Keep Partial Data>: このチェックボックスをオンにすると、中断したスイープから得られたデータを保持してページの一部と

102

Scope ソフトウェア

図 7-1
スコープオプションのダ
イアログボックス

して記録し、残りはゼロとします。オフにすると（初期設定で）、部分的なスイープデータは無効となります。時間が長いスイープを扱う場合に便利です。
･ <Show Display Control>：このチェックボックスをオフにすると Display ポップアップメニューは隠れます 図 7-2 。ディスプ
レイコントロールを簡素化します。ディスプレスセッティング
は、このコントロールを隠す前に済ませておきます。
･ <Always Sample on Empty Page>：初期設定では別のページを
ディスプレイしていても、現行ファイルの次の空白ページから記録は始まります。このチェックボックスをオフにすると、アクティブページに記録しますので現行のデータは書き換わります。
しかし複数スイープではデータを記録したページには記録しない
ので、空白ページに変えないと作動しません。
･ <Stimulator Independent of Sampling Speed>：チックボック
スをオンにすると（初期設定）刺激波形はサンプリング速度とは無関係となり、サンプリングセットアップで行なった変更には対応せず刺激は元の設定のままです。これをオフにすると、ディスプレイポップアップメニュー

図 7-2
ディスプレイのポップ
アップメニュー
ディスプレイポップアップ
メニューを隠す

Chapter 7 ﾑ Scope のカスタマイズと自動化

103スティムレータダイアログボックスで設定した刺激波形は、サンプリング速度が変わると自動的に水平軸はそれに対応して変わります。そのため刺激波形はスイープに対応します（スティムレータレンジはいつも個別にセットできます）。

波形カーソル波形カーソルコントロール
で波形カーソルを選択します。カーソルの形状には４種類あり、カーソル形状ボタンの一つをクリックし、波形をトレースする際に見易いの思うカーソル形状を選びます。

タイムベース<Time Base> ラジオコントロールボタンでタイムベースコントロール
パネル 図 7-1 の表示を管理し、設定欄でサンプリング p.22 をコント
ロールします。初期設定で <Time per Sweep> ラジウボタンが選ばれています。設定するボタンをクリックしてセッティングを行ないます：･ <Time per Sweep>：各スイープに費やす時間はタイムポップ
アップメニューで設定し ｻﾝﾌﾟﾙ / ｽｲｰﾌﾟ数 はサンプルポップアッ
プメニューで決めます。Rate/Time ディスプレイはサンプリング
周波数を表わします。
･ <Time per Div>：スイープの各 division で費やす時間をタイム
ポップアップメニューで設定します。ｻﾝﾌﾟﾙ /Div. 数はサンプル
ポップアップメニューで決め、Rate/Time ディスプレイは /Div.
で表わされます。初期設定でサンプリング速度と同じレンジとなり、常に 12.8 div./ ｽｲｰﾌﾟです（ 表 3-2 ）。
･ <Sampling Frequency>：サンプリング速度は直接 Time/Freq
ポップアップメニューでセットします。ｻﾝﾌﾟﾙ / ｽｲｰﾌﾟ数はサンプ
ルポップアップメニューで設定し、Rate/Time ディスプレイは各サンプルに要す時間となります。表 3-2 の様に、選択範囲は幅広く取れます。
レート / タイムの表示

図 7-3
同じサンプリング速度での三種類のタイムベース
パネル

タイム / ｽｲｰﾌﾟ

104

タイム /div

サンプリング周波数

Scope ソフトウェア

メニュー
６つのスコープメニュー（File、Edit、Setup、Commands、Windows、Macro）とそのコマンドは、メニューダイアログボックスを使って設定します。Edit メニューの <Preference> サブメニューから <Menus...>コマンドを選択すると、メニューダイアログボックス 図 7-4 が表示します。
このダイアログボックスは最初 File メニューを表示します。ダイア
ログボックスのタイトルの矢印キーをクリックするか、キーボー
ドの左右の矢印キーを押してメニューを調整します。<Help> メ
ニューは編集できませんが、それ以外のコマンドメニューは隠したりロックできます。
メニューが長いと全体を１画面では表示できませんので、下の矢印をクリックし（又は、キーボードの下方矢印キーを押す）、メニューを下方に移動します。元に戻すには、メニューの上に出る矢印をクリッ
ク（又は、キーボードの上方矢印を押す）します。初期設定でメニュータイトルとメニューの全項目には左にチェックマーク
が表示し、全コマンドメニューのパッドロックはオープンになり、全て表示します。
をクリックするとに換わりそのメニューやコマンドは隠れ、」
Scope ウィンドウに戻しても表示しません。また、隠れたコマンドのクリックしてメニューを調整

Macintosh では Cmd

図 7-4
メニューダイアログボック
ス、Windows コンピュータの Crtl キーはMacintosh では Cmd
キーに相当します-

Chapter 7 ﾑ Scope のカスタマイズと自動化

105

ショートカットキーも効きません。再度クロスをクリックするとチェックマークに換わります。
開いているパッドコック
をクリックすると、パッドロックは閉じて、その横のコマンドメニューがロックします。そのコマンドはメニューには表示しますが、無効表示となり選択できませんし、コマンドキー操作も効きません。閉じたパッドロックをクリックすると開いて、ロックしたコマンドメニューのロックは外れます。表示を消したコマンドメニューの横のパッドロックは不能表示となります。

キーボードショートカットt参キーボードショートカット
p.129

コマンドメニューに対応するショートカットとしてコマンドキーを設定したり、変更ができます。コマンドキーを設定するコマンドメ
ニューをクリックします。ダイアログボックスの <Ctrl Key> 部分が有効表示となります（Macintosh では Cmd）。 コマンドメニュー
が既に対応するコマンドキーを持っておれば、入力欄にそれが表示しますので変更するか、削除できます。入力欄に単一文字か番号を入力（文字は自動的に大文字となり、不適切な文字は無視されます）し、そのコマンドキーを登録さします。
既に使用されている文字を入力すると、アラートボックスで警告します。どうしてもその文字を指定したい時は無視して入力すると、以前の登録は外れて新たに登録したコマンドキーに対応します。

コントロール<Controls...> コマンドサブメニューを選ぶと、コントロールオプショ
ンのダイアログボックス 図 7-5 が表示します。これでスコープのコ
ントロールパネルの変更ができます。初期設定で全ての項目にチェックマークが左に付き、各項目にはのアイコンが出て、パネル
は Scope ウインドウの後ろに重なり合った表示となります。
をクリックするとに変わり、その横のパネルネームは隠れ（アイコンが有れば無効表示になります）スコープウインドウに戻してもそのコ ントロールは表示しません。 をクリックするとチェックに変わり元に戻ります。
をクリックすると短い矩形が前に出てに変わり、パネルはScope ウインドウの前に表示します。再度アイコンをクリックすると元に戻ります。パネルをオーバラップ表示するには、スコープ画面からも可能です。それにはパネルタイトルを <Alt+ クリック >(Macintosh では Option-click) してパネルをウインドウの前、後の表
106

Scope ソフトウェア

図 7-5
コントロールオプションのダイアログボックス示に切り替えます。隠したパネルはダイム表示になります。水平、垂直スペースも隠すことができますが、常時他のスコープ項目の背後に表示します。
スティムレータをセットアップして <Free Form> 以外の刺激波形を導入する場合、<Stimulator> がオンの時は Stim パネル p.42 は
e- corder パネルに代わります。ダイアログボックスのコントロル名
も画面の表示によって変わります。セッティングはそのままです。

コントロールパネルを移動する
コントロールオプションのダイアログボックスに表示するパネルのタイトルを <Shift+ ドラッグ > すれば移動します。垂直、水平スペースにはタイトルは有りませんが、どこからでも <Shift+ ドラッグ > で移動できます。

スタートアップ
セッティングには２つの種類があります。記録に関係するサンプリン
グ速度、チャンネルレンジ、トリガー、スティムレーション機能と、データ表示に関係するウインドウサイズ、チャンネルエリア、ディス

図 7-6
スタートアップ設定ダイア
ログボックス

Chapter 7 ﾑ Scope のカスタマイズと自動化

107プレイセッティング、メニューコンフィギュレーションなどです。
Edit メニューの Preference 図 A-4 p.126 から <Start-Up...> サブメ
ニューコマンドを選択してカスタマイズした設定をセーブするか、消去します。Start-Up Settings ダイアログボックスが出ます（ 図 76 ）。
ボタンをクリックすると、eDAQ のシステムフォルダーのScope StartUp ファイルの現行設定が全てセーブされます。
ボタンをクリックすると、Scope StartUp ファイルで収録した設定が総て消去します。次回スコープを起動する時は、新しい始動セッティ
ングが適用されますCtrl キー ( Macintosh ではキー）を押しながら Scope ソフト
ウェアをスタートすると、カスタマイズした始動セッティングは排除
され出荷前の初期設定で始まります。
いつでも Scope を解析モーﾄﾞ p.109 & p.123. でスタートすることもできます。

緊急なアクセス
ダイアログボックスへのアクセス権が停止している場合 ( Edit メ
ニューやそれに関連するコマンドが隠してあったりロックされている
ため p.105) は、< Ctrl+\> ( Macintosh では-\ ) を入力して緊急ア
クセスダイアログボックス 図 7-7 を使います。

図 7-7
緊急なアクセスのダイアロ
グボックス

ボタンをクリックしてメニューダイアログボックス
図 7-4 を呼び出すと、隠れたメニューを表示させたりコマンドメ
ニューのロックを外したりして前の設定が変更できます。故意にロッ
クしてしまった場合に利用して下さい。
ボタンをクリックしてスタートアップセッティングのダイアログボックスを呼び出すと、ファイルに現行のセッティング（メニューのレイアウト等を含め）がセーブでき、スコープの起動時

108

Scope ソフトウェア

に利用できます。これでスコープを終了してから再始動しても画面にはセーブしたセッティングが残りそれを表示します。
ボタンをクリックして Save As ディレクトリーダイア
ログボックスを呼び出すと、オプションを全部スコープファイルにセーブできます。予めメニューエディター p.105 を使ってファイル
をセーブできないように設定し、それをセッティングファイルとしてセーブしたい場合に便利です。

ハードウェアのスタートアップ
Edit>Preferences サブメニューの 図 A-4 p.126 < Hardware StartUp > コマンドからハードウェアスタートアップダイアログボックス
図 7-8 にアクセスできます。これを使えば e- corder を接続しないで Scope をコンピュータで使う場合はハードウェアの初期化を回避します。既存のデータファイルをリビューしたり解析専用で使う時に便利で、< Hardware Not Found > ダイアログボックス 図 1-2 p.4 は表示しません。
Scope を ' Analysis Scope ' p.123. にするのに相当します。

図 7-8
ハードウェアスタートアッ
プダイアログボックス

外部トリガー
Edit > Preferences サブメニュー 図 A-4 p.126 の < External
Trigger > コマンドを選ぶと、エクスターナルトリガーオプションのダイアログボックス 図 7-9 にアクセスします。ここで e- corder ユ
ニットの外部トリガーが TTL ( 電圧レベル ) 信号、または接点リ
レー ( 開閉回路 ) のどちらに応答させるかを設定します。詳細は
e- corder マニュアルを参照下さい ( 外部トリガーはサンプリングダ
イアログボックスを使って選択できます 図 3-8 p.34 ) 。

Chapter 7 ﾑ Scope のカスタマイズと自動化

109図 7-9
外部トリガーオプションダ
イアログボックス

外部トリガーをTTLに設定

TTL ハイか接点リレー閉の状態になると赤を点滅

外部トリガーを接点リレーに設定マクロ
マクロは複数のコマンドを一緒にして都合良く利用するもので、反復作業や単純なタスクのスピードアップに有効で、記録や解析の自動化が可能となります。ステップバイステップでアクション操作の結果を記録し、再生時にそれを忠実に再現します。
マクロはどのような Scope の操作にも対応できます。ダイアログボッ
クスの設定やウインドウのコントロール、表示フォーマットの変更、波形データのデータパッドへの複写、新たなファイルへのデータのセーブ、指定したエリアのズームウインドウ表示の印刷などがマクロとして利用できます。
マクロは使用者のアクションの結果や、そのアクションを可能な限り
シンプルに判定して記録します。個々のキーストロークやマウスク
リックは記録できません。マクロの作成中にコントロールセッティン
グを何度変更しても、最終的な設定しか使えません。
マクロはいったんセーブすると修正できませんので、どのマクロをいつ、どこで使用したかを自分の便利な方法で記録しておくと後々役に立ちます。また、スコープのバージョンが異なると互換性はありません。
マクロ命令をファイルの一部にセーブします。マクロを含むファイル
からデータやセッティングをロードすると、マクロもメモリーにロードされ、Scope アプリケーションに効果的に加わります（これがマクロをできるだけコンパクトに収録すべき理由です）。Scope のデータを開くと、セッティング、マクロファイル、そのファイルの総てのマクロがメモリーに組み込まれます。オープンディレクトリーダイアロ
グボックスには <Discard Existing Macros> チェックボックスがあり、これを選びファイルを開くと現行のメモリー内に在るマクロは無110

Scope ソフトウェア

効となり、新たなファイルには以前のマクロは削除され入れ替わります。これを選ばない場合は、ファイルを開いた時にメモリーに在るマ
クロはスコープを終了し再始動、または削除するまで残ります。
マクロはまた、<save As Macros> コマンドで別名のファイルでセーブできます。

マクロを記録するマクロを記録するには、Macro メニューで <Start Recording> を選択します。コマンドメニューは <Stop Recording...> に切り替わります。
マクロを記録している間は、大部分の Scope 上の操作は実行されず記憶されるだけですが、チャンネルレンジの変更やチャンネルをオフにする操作などはそのまま実行されます。この操作中は e- corder や
Stim パネルのプログレスインディケータが < Recording Macro...> のメッセージが出て、e- corder のパネルにはが表示します。各アクションを総て記録したら、Macro メニューから <Stop
Recording...> を選択します。記録を停止すると、<Add Macro to
Menu> ダイアログボックスが出ます 図 7-10 。
ボタンでメニューを選択すると記録したマクロが現在のメニュー
リストに出ます。
入力欄にタイトルを入力 (10 文
字まで ) すれば新しいメニューが作成できます。新しいメニューはメ
ニューバーの現在あるメニューの右に加わります。マクロ名を（20文字以内）、
入力欄に入力します。
マクロ用に特定のコマンドキーを割り当てることも可能です。テキス
新規メニューを創り入力する

図 7-10Add Macro to Menu ダイア
ログボックス

マクロに組み込むメニューを指定する
マクロネームを入力

ショートカットキーを登録

ト入力ボックスに文字か数字を入力します（文字は自動Chapter 7 ﾑ Scope のカスタマイズと自動化

111

的に大文字になり、無効な文字は無視されます）。既に使用している文字を選ぶと、アラートボックスが出て警告します p.128 。
<Size> 表示で記録したステップ数と使用メモリー容量が判ります。
ボタンをクリックすると、今記録したマクロが破棄されます。マクロにもっとステップを記録する場合は、ボタンをクリックしダイアログボックスを呼び戻します。
ボタンをクリックすると、指定するメニューの最後にマクロが加わります。
ファイルをセーブするまではマクロはメモリー入っているだけで、収録されてはいません。別のファイルをオープンし、そのファイルをセーブすると、メモリー内のマクロは（及び、現行で使用できるマクロ）そのファイルに組み込まれます。Scope を終了するとマクロの変
更はセーブされません（この場合、その変更はメモリー内で浮いた状態の為です）ので、マクロを作成する毎にファイルをセーブした方が賢明です。

マクロを作動する
マクロに名称とロケーションを登録すると、マクロ命令はコマンドメ
ニューと同じ役割をします。マクロを使用するには、メニューから選択するか、対応するコマンドキーを入力します。マクロが作動している間はメッセージが e- corder パネル (Stim パネルには表示しません ) に表示し、Scope の他の機能は働きませんし、別のア
プリケーションへの切り替えや Scope のバックグランド表示もできな
くなります。マクロを停止するには、Ctrl+ ピリオド（．）キー(Macintosh では -period) を押します。マクロはその時点のステッ
プで停止します。

マクロを削除する
既存のマクロを削除するには Macro メニュー 図 A-9 p.127 の<Delete Macro> を選択し Delete Macro ダイアログボックス 図 7-11を呼び出します。削除するマクロを選びをクリックします。
隣接するマクロを複数削除するには、Shift+ クリックか Shift+ ド
ラッグ (Macintosh では- ) してから隣接するマクロを選ぶか、
Ctrl+ クリック (Macintosh では- クリック ) で個々のマクロを選びます。ショートカットで、マクロ名をダブルクリックするとそのマクロは削除されダイアログボックスも閉じます。
マクロはファイルの一部なので、ファイルをセーブすると使用可能な
現行のマクロは全てセーブされます。マクロを削除すると、メモリー

112

Scope ソフトウェア

図 7-11
マクロを削除するダイアロ
グボックス

からそのマクロは消えます。マクロが現行ファイルで作成したものであれば、ファイルを終了するか閉じる時にファイルを保存しなければそのファイルのマクロだけが削除されます。別のファイルにコピーしたマクロは削除されません。

マクロを記録する時のオプション
マクロを作動してファイルやダイアログボックスの操作を修正したり変更することがもできます。

ダイアログボックスの設定を変更する
マクロを使って記録中にダイアログボックス内の設定を変更したり、マクロを作動してダイアログボックスをオープし設定を変更することができます。
ダイアログボックスの設定を変更するマクロが必要な場合は、マクロを作成する時に使用するするダイアログボックスを指定します。次に設定を変更してダイアログボックスの <OK> ボタンをクリックします。
これで変更した設定値は記録されます−設定を変更しない場合は ' No
Change ‘ として処理され、そのマクロを再生しても現行の設定が使われます。<Cancel> をクリックすると、そのダイアログボックスの変更は無視されます）。マクロを作動するとダイアログボックスは表示
しませんが、設定は変更しています。
マクロを起動している時に、ダイアログボックスをオープンして設定を変更するマクロ操作が必要な場合は、Alt キー ( Macintosh では
Option キー ) を押しながらダイアログボックスに表示するそのコマンドを選び、<OK> ボタンをクリックします。それ以外はダイアログ
ボックスの変更はしないで下さい。マクロを再生するとダイアログ

Chapter 7 ﾑ Scope のカスタマイズと自動化

113

ボックスが表示しますので設定が変更できます。変更し終わったらダ
イアログボックスの <OK> か <Cancel> ボタンをクリックすれば、ユー
ザが変更した設定で継続します。

サンプリングの開始
マクロをサンプリングの開始や停止にも利用できます。マクロの作成の過程で、Scope の <Start> ボタンをクリックします。反復か重ね合
わせのサンプリングでシングルスイープに限ります。それ以外はマクロは終了しません。

ファイルを開く
マクロを使って、同じファイルを毎回オープンしたり、オープンする
ファイルを指定することができます。マクロで特定のファイルをオープンするには、マクロの作成時に <File> メニューから <Open...> を選択します。オープンファイルのディレクトリーダイアログボックスが表示します（ 図 7-12 ）。
マクロ命令を作成している時に、<Alt> キーを押しながら <Open...>コマンドを選択して、マクロを実行する時にどのファイルをオープンするかを選択します。アラートとボックスに選択したファイルが載ります。マクロが起動するとオープンディレクトリーダイアログボック
ス 図 2-2 p.11 が表示します。
マクロで指定したファイルが移動していたり削除されていると、最新のフォルダーと Scope フォルダーからそのファイルを検索します。そのフォルダーに該当するファイルが見つからないと、アラートボック

図 7-12
マクロオープンディレクト
リーダイアログボックス

114

Scope ソフトウェア

スが出て Scope はそのファイルが検索できないと警告します。同時に
オープンディレクトリーダイアログボックスでそのファイルの場所を表示し、< Cancel> ボタンをクリックすればマクロは停止します。

ファイルをセーブする
マクロを作動している時にもファイルにデータがセーブできます。通常の < Save > コマンドを選択すると現行のファイル名称でセーブできます。停電時のデータの消失をできるだけ避ける為などに、定期的に記録したファイルをセーブしておく場合にこれが利用できます。この時、<Alt> キー ( Macintosh では Option キー ) を押しながら <Save > コマンドを選択すると、保存する場所とファイル名が設定できます。Save As ディレクトリーダイアログボックス 図 5-6 p.68
が出ますのでここで選定します。
マクロを作成している時に、<Save As...> コマンドを使って Macro
Save As ディレクトリーダイアログボックスを呼び出し、データをセーブするのに使うファイル名を指定できます。（ 図 7-12 ）。
三っのチェックボックスを使ってファイル名を指定します：･ <Unique number> チェックボックスを指定すると、マクロの再生
時にファイルをセーブする度に、前のファイルに付いた番号の続き番号のファイル名で登録します。番号は１から順で、例えば CoolData のファイル名では CoolData 1、CoolData 2 と続きます。マクロを停止または終了し再度再生すると、番号は最後のファイル名からの続き番号で実行します。例、CoolData(003)など、

図 7-13Macro Save As ディレク
トリーダイアログボック
ス

Chapter 7 ﾑ Scope のカスタマイズと自動化

115

･ <Time> チェックボックスを指定すると、現行の時間をファイル名として登録します。< Unique number > チェックボックスを選んだ場合はこのチェックボックスは無効表示となります。
･ <Data> チェックボックスはファイル名に現行の日付を使う為のものです。< Unique number > チェックボックスを選んだ場合はこのチェックボックスは無効表示となります。
ここでどのチェックボックスも選ばないと、マクロを再生する度にファイルは上書きされます。

マクロを別のマクロで使う作成したマクロを新たなマクロで呼び出して記録の一部に利用できます。但し、マクロのネスティングは 10 階層までです。反復が能力以上だと、マクロの起動時にアラートボックスが出てマクロは停止します。マクロを別のマクロで呼び出すと、そのマクロを削除するつもりかどうかを聞いてきます。そのマクロを削除し、その後で削除したマ
クロを呼び出しても、アラートボックスにマクロが見つからないとの警告文が出て、マクロの呼び出しは停止します。
複雑なマクロでは、まず短いマクロを作成しておき、それをマスター
マクロで呼び出してつなぎ合わせて組み立てるとと、複雑なマクロ操
作も簡略化できます。

マクロコマンドマクロの作成管理はマクロコマンドサブメニュー 図 A-10 p.128 で行ないます。このコマンドメニューはマクロを作成する時だけ使用できます：

画面の更新 <Update Screen>
初期設定では <Update Screen> コマンドが選択されチェッマークが出ており、マクロが作動している時はマクロのステップ毎に画面が更新します。Update Screen がオフの時はマクロの作動時には画面は更新しません。Update Screen はマクロのどのステージでもオン / オフの切り替えができます。何れの場合も、マクロが終了すると画面は更新します。
Update Screen をオフにすっるとマクロの再生が速くなります。

116

Scope ソフトウェア

待機 <Wait...>< Wait...> コマンド 図 A-10 p.128 を選び、待機ダイアログボックス
図 7-14 を呼び出します。ポップアップメニューで選択します：･ <Wait For>：マクロを継続するまでの待機時間（55 秒まで）
･ <Wait Until>：待機時刻（例、11:20 a.m.）･ <Wait Until the Next>：次の時間単位（例：次の時間）
選択してから続けます。
チェックボックスを選ぶと、マクロ再生時の待機ステップの間このダイアログボックス 図 7-15 を表示します。待機過程を視覚化することで、直ぐに次のマクロステップに進める決断をしたり（ボタンをクリックして）、マクロを終了する（
ボタンをクリックして）指針にもなります。

図 7-14
Macro Wait ダイアログボク
ス：三つのオプションを選択した例

図 7-15
マクロで待機中の Macro
Wait ダイアログボックス

Chapter 7 ﾑ Scope のカスタマイズと自動化

117

Ctrl+.( ﾋﾟﾘｵﾄﾞ）( Macintosh ではます。

-.( ﾋﾟﾘｵﾄﾞ））でもマクロは停止し

プレーサウンド <Play Sound...>注：アラートボックスが出た
時、ユーザがいつでも画面を見ているとは限りません
ので、アラートボックスにPlay Sound を付けておくとユーザに発生した事態を知らせるのに効果的です。

Windows コンピュータでは <Play Sound...>マクロコマンド 図 A-10
p.128 を選ぶと、Macro Play Sound ダイアログボックス 図 7-16 が呼び出せます。ここでコンピュータシステムが提供するサウンドの範囲からマクロを使ってサウンドアラームが設定できます。
スクロールリストから指定するサウンドの名前をクリックします。
<Preview> ボタンをクリックすると指定した音が出ます。これを実際にマクロに組み込むには <Open> ボタンをクリックします。複数のサ
ウンドを指定しセーブしておきサウンドマクロのライブラリーを作っておけば、必要な複数のサウンドを順次マクロに組み込むことができます。
これを利用すれば、e- corder がデータの記録を開始する時に三つのビープ音を出したり、トリガーポイントになるとベルとホイッスル音を発生させたりできます。またサウンドコントロールパネルを使って短いスピーチで合図を記録し（コンピュータにマイクロフォン入力があれば）、マクロにそれを利用することも可能です。

図 7-16
サウンドファイルディレク
トリーダイアログボックスのブラウズ

Windows コンピュータ

Macintosh コンピュー118

Scope ソフトウェア

コンピュータシステムに無いサウンド（システムから外した場合など）をマクロで使用したい場合は、別のサウンドで代用して下さい。

メッセージ <Message...><Message...> マクロコマンドを選択すると、マクロメッセージダイア
ログボックス 図 7-17 が出ます。これは必要に応じてマクロ実行時にアラートボックスを出してユーザに注意を喚起するのものです。メッ
セージを最大 255 文字まで入力できます。このダイアログボックスには <OK> ボタン及び、のチェックボックスが有効表示の時は既存のマクロ用に <Cancel> ボタンも付きます。

図 7-17

マクロの再生を終了できるようにマクロメッ
セージに <Cancel> ボタ
ンを付けますマクロメッセージダイアロ
グボックス

マクロの再生時にメッセージに付けて表示させるアイコンを選ぶ<Speak Message...> (Macintosh のみ )<Speak Message...> マクロコマンドを選択すると、スピークメッ
セージのダイアログボックス 図 7-18 が出ます。メッセージを文字で入力し（最大 255 文字迄）それをマクロの再生時にコンピュータで発声させることができます。スピーチは発声通りに再現しますので、例
えば英語で文字を入力しても日本語で発声しておけばそのままマクロで発声します。
メッセージを発生させる際の音量は、矢印コントロールで調整できます。また、サウンドコントロールパネルにはデフォルトの音量設定（
Macintosh のサウンドコントロールパネルの音量セット）、とシステ
ム設定より優先する 1-7 のレベルコントロールが付いています。

Chapter 7 ﾑ Scope のカスタマイズと自動化

119図 7-18
スピークメッセージダイア
ログボックス (Macintosh
のみ )三つのラジオボタンでマクロステップの再生時に使うアクションを選択します：･ <Never Show> ボタンを選択すると、スピーチが有効なら発声しますが、そうで無い場合は通常のビープ音が使われます。
･ <Show if Speech not Available> ボタンは、スピーチが有効な
ら発声しますが、そうで無い場合は入力したメッセージを表示
するアラートボックスが出ます。アラートボックスの <OK> ボ
タンをクリックするまでマクロは停止します。
･ <Always Show> は、スピーチメッセージが発生するし無いに関わらずアラートボックスが出て文字のメッセージが表示します。
アラートボックスの <OK> ボタンをクリックするまでマクロは停止します。

<AppleScript...> (Macintosh のみ )このマクロコマンドでマクロステップとしてアップルスクリプロを割り込ませることができます。アップルスクリプトはタスクを自動化する為のスクリプト言語で、アップルイベントを介してアプリケーショ
ンやその相互作用をコントロールします。これを利用するには、使用するマッキントッシュに AppleScript をインストールする必要があります。<AppleScript...> マクロコマンドを選ぶと、AppleScript fromMacro ダイアログボックス 図 7-19 が表示します。
そのスクロール欄に 32,000 文字のスクリプトが入力できます。このダイアログボックスは可動性なので Scope から外せ、スクリプトエ
ディターからスクリプトをテストしたりペーストできます。ただそうするとフォーマットされたスクリプトからはテキスト形式は消え、コンパイルしてもダイアログボックスには未フォーマットテキストとしてしか残りません。

120

Scope ソフトウェア

図 7-19
アップルスクリプトダイア
ログボックス (Macintosh
のみ )ボタンをクリックしてスクリプトをコンパイルします。
そのスクリプトが作動しないと警告が出ます。
ボタンを押せばアップルスクリプトをチェックしコンパイルします。使用するア
プリケーションはファインダーの表示通りの名称で呼び込まれますので注意してください（例えば Scope ではなく、Scope v3.6 の様に）。
ボタンをクリックすると、そのアップルスクリプトはマクロの１ステップとして登録されます。従ってこれは修正できません
が、単純なスクリプトならば Scope から使える筈です。調整が必要な
複雑なスクリプトはファインダーに残してから、Scope から単純な
アップルスクリプトマクロステップを使って呼び出して下さい。
Scope はアップルイベントは認識しますが、アップルイベントは記録できませんし辞書も持っていません。オープン、プリント、終了、ラン、及び <do script > コマンドには対応します 表 7-1 。
<do script> アップルイベントで作動するマクロは、そのマクロがコ
ロン内にあるメニュー名やマクロ名で鑑定されます（丁度 Delete
Macro ダイアログボックス 図 7-11 p.113 で表示する様に）。従って
do script イベントが起こると自動的に Scope 画面に呼び込めます。

表 7-1
Scope で認識されるアップ
ルイベント

コマンド

機能

例

open

指定 Scope ドキュメントを開く

print

指定 Scope ドキュメントを印刷

print file "Test Results"

quit

Scope を終了するやquit application "Scope"run

Scope を始動する

run application "Scope"

do script

指定 Scope マクロを作動する

do script "Macro:Beep"

open file "Test Results"

アップルスクリプトマクロが、スコープを外して別のプログラムに切り替えて再度スコープに戻す行程を持っているなら、残りの作業も実
Chapter 7 ﾑ Scope のカスタマイズと自動化

121

行して作業が完了します。Scope を外して再度戻す機能が無いと、マクロはそのステップで終わってしまい残りの作業は無視されます。
これを使った一例として、チュートリアルメニュー（マクロを使って作った）をアップルスクリプトを使って、HyperCard で作った Scope
に関する教材を記したカードを学生に与えたとします。HyperCard でスクリップを使って再度スコープに戻し、教材に基づいて学生に実習させるといった様に応用できます。
さらに、Scope ファイルで行うようにアップルイベントを認知するス
プレッドシートにデータが転送できます。これにはマクロを使ってデータパッドから一行分消去し、アップルスクリプトステップを使ってスプレッドシートに入れ換えて次の行にそのデータをペーストし、
Scope に再度戻します。
アップルスクリプトの詳細は、市販の参考書物をご参考下さい。

<Begin Repeat><Begin Repeat> マクロコマンドは、マクロでステップの繰り返し回数を設定して 図 7-20 使います。最高で 100,000 回までコマンド群
が反復できます。一定の間隔でオーバナイトで高速サンプリングする
設定になどに利用できます。<Begin Repeat> を指定した後には必ず<End Repeat> p.123 を選択して下さい。<End Repeat> が適切に選択されていなくて <Stop Recording...> を指定すると自動的に <End
Repeat> が加わります。

<Repeat for Each Page>
このマクロコマンドは、図 7-21 の様にスコープファイルの各重ね合
わせページのデータに何かを実行させるのに使います。平均ページ、空白ページ、重ね合わせの無いページは無視されます。重ね合わせの設定は方法は ページの重ね合わせ p.55 を参照下さい。f

図 7-20
Begin Repeat ダイアログ
ビックス

122

Scope ソフトウェア

図 7-21
Repeat for Each Page
マクロ：重ね合わせに選んだページが該当します

平均ページ

重ね合わせに含まれるページだけがマクロの対象になります余白（最終）ページ

このマクロコマンドを作動すると、Scope ファイルを呼び出して各ページをディスプレイしますので時間がかかります。これを避ける為には <Update Screen> コマンドをオフにします。<Begin Repeat> マ
クロコマンドを使って連続反復するマクロ操作の後には、必ず <End
for Each Page> で終了させて下さい。

<End Repeat><Each Begin Repeat> か <Repeat for Each Page> マクロステップを選ぶ場合は <End Repeat> も必ずペアーで使用して下さい。<End
Repeat> が適切に使用さていなくても <Stop Recording...> を選べば自動的に付くようになっています。

Analysis Scope
コンピュータのハードディスク上にある Scope ソフトウェア ( デスクトップのショートカットでは無く）を、Analysis Scope やAnalysis Scope.exe など ‘ Analysis ‘ の語を使ってリネームすると、
Scope はハードウェアを初期化せずに自動的に解析モードで開きます。e- corder を使わずに２台目コンピュータを使って Scope の既存のデータファイルを再生し解析するのに便利です。この場合はHardware Not Found ダイアログボックス 図 1-2 p.4 が表示します。
この操作はハードウェアスタートアップオプションのダイアログボッ
クス p.109 で Scope を解析モードに設定するのと同じことです。

Chapter 7 ﾑ Scope のカスタマイズと自動化

123

124

Scope ソフトウェア

AA P P E N D I X

A

メニューとコマンドメニュー
ここで示すメニューは初期設定のものです。Scope メニューは大幅に
カスタマイズできる為、ご自分のスコープのメニューとは違ったセッ
トアップになっているかも知れません。スコープには７つのメニューがあり :<File>、<Edit>、<Setup>、<Display>、<Windows>、<Macros>、及び <Help> で、マクロを使ってメニューを増やすことができます。コマンドメニューの幾つかは、変更したり使えなくできます。コマンドメニューの後に ... が付いたものはダイアログボックスが出るコマンドである事を示し、左にチェックマークが付いたものは現行で作動している事を示します。キーボート操作 p.129 によるショットカットは右に出ます。
以下の図は Windows コンピュータに表示するメニュー画面を示したものです。Macintosh 上の対応するメニューもショートカットキーで使う Ctrl キーが Macintosh では
キーになることを除けばほぼ同じになります。

図 A-1
コントロールメニュー(Windows コンピュータの画面 )表示画面を元のサイズに戻す
矢印キーに従い表示画面を移動
矢印キーに従い表示画面のサイズを変更
表示画面を最小化
表示画面を最大化
アプリケーションウインドウと Scope を終了する

Scope ソフトウェア

125図 A-2
ファイルメニューCreatea newファイルを作る
Scope file
新規 Scope
ファイルをオープンする
Open an existing file
ファイルを閉じる
Close the current file
ファイルをセーブする
Save the current file
別名でファイルをセーブする
Save file with a new name, or format
用紙設定
Set up page size and so on to suit the printer指定するページを印刷する
Print one or more pages of data
Scope を終了する
Exit Scope (Quit on Macintosh)

図 A-3
エディットメニュー

前のアクションを無効にする
選択範囲を消去しクリップボードに複写
選択範囲を複写しクリップボードに貼付
選択範囲をペーストする
選択範囲を消去する
クリップボードにコピーする
Scopeオプションをカスタマイズする

ハードウェアを探す

図 A-4

外部トリガー形式を設定

プレファレンスサブメ
ニュー

初期設定波形カーソル選択
Scope メニューを変更
Scope コントロールパネル変更
現行設定を初期設定として保存

図 A-5
セットアップメニュー

サンプリングパラメータの設定
刺激の出力波形を設定
定電圧出力を設定

126

Scope ソフトウェア

図 A-6

ハードウェア、ソフトウェア、コンタクト情報

Windows コンピュータではヘルプメニュー、
Macintosh では Apple メ
ニューに相当図 A-7
ディスプレイメニュー

ディスプレイ設定の変更
時間軸と振幅軸の調整
指定ページに瞬間移動
重ね合わせページの表示と解除
全ページを重ね合わせ
重ね合わせを解除
重ね合わせ波形の表示設定の変更
全ぺージでバックグランド波形を控除
現行波形をバックグランド波形にする
バックグランド波形を解除
波形に刺激波形を重ね合わせる
演算処理を導入する

図 A-8
ウィンドウズメニュー

ノートブックを呼び出す
Scope ウインドウに戻すか、開く
ズームウインドウに選択範囲を表示
選択範囲の表示、調整、設定
マーカ設定の表示、調整、決定
データパッドウインドウを表示
データパッドに選択範囲の情報を添付

図 A-9
マクロメニュー

マクロの記録（作成）開始、停止
現行リストからマクロを削除
サブメニューを開く図 A-10

Appendix A ﾑ メニューとコマンド

127

Redraw the screen during macro replay

図 A-10マクロコマンドサブメ
ニューPause the macro for a set time
Set an audible alert using the system sounds
Display a message dialog box
Speak a message (Macintosh only)
Add an AppleScript (Macintosh only)
Select each page of data to manipulate
Start a repeat sequence
Finish a repeat sequence

表 A-1
キーボードショートカット

128

Windows

Macintosh

ファンクション

Ctrl+A–A

全てを重ね合わせ

Ctrl+B–B

データ消去

Ctrl+C–C

クリップボードにコピー

Ctrl+D–D

選択範囲の情報をクリップボードに追加

Ctrl+F–F

演算機能の設定

Ctrl+G–G

ページの呼び出し

Ctrl+H–H

重ね合わせ解除

Ctrl+N–N

新規

Ctrl+O–O

オープン

Alt+F4–Q

印刷

Ctrl+P–P

スコープを終了

Ctrl+R–R

Start/stop マクロ記録

Ctrl+S–S

ファイルをセーブ

Ctrl+V–V

ペースト

Ctrl+W–W

アクティブウインドウを閉じる

Ctrl+X–X

選択範囲を消去

Ctrl+Z–Z

取り消し / 取り消し解除

Ctrl+\–\

ダイアログボックスにアクセス

Ctrl+Period (.)–Period (.)

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ停止、記録再生マクロの停止

Ctrl+Spacebar–Spacebar

Start/stop サンプリング

Ctrl+Right arrow–Right arrow ファイルの末尾に行く

Ctrl+Left arrow–Left arrow

ファイルの頭に行く

Scope ソフトウェア

キーボードショートカット
表 A-1 のショートカットキーは初期設定でのものです。ショート
カットはメニューエディター p.106 やマクロ p.110 を使って登録できます。コマンドキーはアクティブウィンドウや選択範囲の有無によって変更したり使えなくなります。その機能に関してはこのマニュアルに載っています。
ダイアログボックスの標準なキーボードショートカットも使えます：･ タブキーで次のエントリー欄へ挿入ポイントが移動･ エンターやリターンキーは <OK> ボタンのクリックと同じ･ Ctrl+. ( Macintosh ではのクリックと同じ-. ) や Esc キーは <Cancel> ボタン

Windows の標準キーボードショートカットも利用できます。マウスを使わずに Alt キーを押すとメニューがアクティブとなるので、左右矢印キーでメニューを選択し、下矢印キーを押すとそれが表示します。
また、Alt キーを押しメニュータイトルにアンダーライン文字をタイプするとそれが表示します。コマンドメニューもまたアンダーライン
文字を持っています。その文字をタイプし、アクティブメニューでそのコマンドを選択します。上下矢印キーを使ってコマンドメニューを選択してハイライト表示にし、Enter キーを押すとそれが選択できます。

Appendix A ﾑ メニューとコマンド

129

130

Scope ソフトウェア

BA P P E N D I X

B

トラブルシューティング

技術サポートScope の操作上の問題点で、このユーザガイドに触れられていない部
分や e- corder に関する技術的なサポートが必要な場合は、eDAQ 社の日本総代理店バイオリサーチセンター（株）叉は、販売代理店にお問い合わせ下さい。Help メニュー ( Macintosh では Apple メニュー ) から <About Scope...> コマンドを使い About Scope ダイ
アログボックス 図 B-1 にアクセスすれば、代理店情報や必要なシス
テムの構成情報が得られます。

販売代理店情報をクリックすると、eDAQ オフィースの一覧を表示します 図 B2 。eDAQ web サイトにアクセスすると最新情報が得られます。.

図 B-1
About Scope ダイアログ
ボックス

ソフトウェアのバージョンと発売日クリックすればシステ
ム情報が得られます図B-3
ボックス内をクリックするとアクションの取り消し

Scope ソフトウェア

クリックすればコンタクト情報が得られます図 B-2131図 B-2
インターネットにリンク

eDAQ Address ダイアログ
ボック

このダイアログボックスをコピー してメールにペーストしたりファクス
書類として利用します

図 B-3
インフォメーションダイア
ログボック

クリックしてこのテキストをコピーし、メールやファックスに利用する

システム構成の情報ご使用のハードの構成が分かれば問題の解決の手助けになります。ス
コープではボタンをクリックするとインフォメーションダイア
ログボックス 図 B-3 が出て、ハードの構成情報を知らせます。バージョン情報や、システムの拡張リスト等を表示します。また、ご使用のコンピュータと e- corder の詳細や、接続した eDAQ アンプなどの外部装置の情報が判ります。
<Print> ボタンか <Copy All> をクリックして、その画面をコピーし、
eDAQ の代理店にそれを Fax するか郵送して、使用している環境を知らせて下さい。その情報を基に問題点に対処します。
.

132

Scope ソフトウェア

一般的なトラブルの解決策
Scope には、幅広いダイアログボックスやアラートボックスが付いており、通常トラブルが起こった箇所で警告します。ここでは主に生じるトラブルと、その原因及び対処方を説明します。

e- corder のマニュアルでも説明してあります。
コンピュータがパワーラブを認知しない
e-corder の電源が切れているか、電源ケーブルの接続不良、フュー
ズが切れていることが主な原因です･ e- corder の電源が入っているのを確認し、電源ソケットの接続も確認してみる。
･ USB ケーブルの両端接続部でしっかり止められているかを確認して、必要ならケーブルを新しいものと交換して下さい。
･ すべての装置の電源をオフにし、最低 10 秒間そのままにしてから
再度 e- corder の電源をオンにして下さい。それからコンピュータの電源を入れ、再度ソフトウエアを起動させて下さい。

スタートアップでスコープが hung するか、警告が出る･ Scope アプリケーションディスクのコピーが異常の可能性があります。オリジナル CD から再度 Scope をインストールして下さい。

Scope が奇妙なセッティングやマクロで始動する･ ユーザのセッティングが付いたデータファイルをオープンして、
Scope を始動したか、スタートアップ設定がカスタマイズされている。Scope ソフトウェアアイコンかデスクトップショット
カットを使って再度立ち上げて下さい。
･ スタートアップセッティングがカスタマイズされている為です。
Ctrl キー ( Macintosh では）を押しながら Scope をオー
プンし、出荷前の初期設定で始動します。
･ 初期設定のスタートアップに戻すには、Edit メニューのPreference サブメニューから <Start Up...> サブメニューコマン
ドを選択し、表示したダイアログボックスの <Clear> をクリッ
クして下さい。

Appendix A ﾑ トラブルシューティング

133

キーボードショートカットが働かないか、おかしい･ コマンドメニューが表示しないかキーボードショートカットが再登録されている場合は、それらがカスタマイズされている為です。コマンドメニューとキーボードショートカットをAppendix A. に示したものと比較してみて下さい。
･ スタートアップセッティングがカスタマイズされているかも知れません。スタートアップセッティングがカスタマイズされている為です。Ctrl キー ( Macintosh では）を押しながらScope をオープンし、出荷前の初期設定で始動して下さい。
･ 初期設定のスタートアップに戻すには、Edit メニューのPreference サブメニューから <Start Up...> サブメニューコマン
を選択し、表示したダイアログボックスの <Clear> をクリック
して下さい。
･ Ctrl+\ ( Macintosh では-\）でメニューの設定、スタート
アップセッティング、セーブオプションに緊急アクセスして下さい。

"the rsampling rate is too fast" の警告が出る･ Scope 最大連続サンプリング速度は 1 チャンネルで 200KHz で、
す p.24 。２チャンネル目がオフか確認して下さい。
･ サンプリングダイアログボックスで <External> や <Line> オプ
ションを設定した場合は最大サンプリング速度 200 kHz では作
動しません。

何も記録されてない様である･ Scope はサンプリングをしていると思われますが、高速で 400
Hz 以上 ) 収録されているのでスイープが終わってからディスプレイされる筈です。e- corder が演算機能やデジタルフィルターを処理をしている場合もスイープの表示間隔は遅れます。Scope
がサンプリングをしていれば、e- corder ( 又は Stim) パネルでそれを指示しますので判る筈です。
･ 複雑な変換 (FFT の様な ) は記録した後に適用されます。
･ トリガーが <User> にセットされておらず、Scope がトリガーイ
ベント待ちで、e- corder パネルには ' Sampling... ' のメッセー
ジが出ている筈です。e- corder もトリガー待ちを指示します。
e- corder のオーナーズガイドを参照下さい。

134

Scope ソフトウェア

･ Stimulator を使用し（Stim パネルが表示）<Stimulator
External Trigger> を選択していてイベント待ちの状態かも知れません。<Start> ボタンが <Stop> の表示に変わっているので判ります。e- corde もトリガー待ちを指示します。

記録中にコンピュータが異常終了する、またはデータが消失してしまう。
･ USB ケーブルの両端接続部がしっかり止めらているかを確認して依然問題があるなら、ケーブルを新しいものと交換してください。
･ ネットワーク接続をしている場合は、それをチェックしてみて下さい。

印刷ページを指定したが、１ページしか印刷しない･ Scope はプリントオプションダイアログボックスに特定なオプションを持っており、<Print Current Page Only> チェックボックスが初期設定でマークされています。このチェックボッ
クスを選ぶと、プリントダイアログボックスで印刷範囲を指定しても現行ページしか印刷されません。プリントダイアログ
ボックスの <Options...> ボタンをクリックしプリントオプショ
ンダイアログボックスを呼び出します。
･ ページ範囲を指定して印刷する場合は、<Print Current Page
Only> チェックボックスをオフにして通常通り番号を入力します。

Scope が予期せずに終了するか、クラッシュ、またはフリーズする･ 使用しているファイルが壊れたかもしれません。ディスク
チェックソフトウェアで問題を見つけて解決して下さい。
･ Scope ソフトウェアのコピーがダメージを受けたかもしれません。オリジナル CD から Scope ソフトウェアを再インストール
して下さい。
･ コンピュータウィルスの為に問題が生じた可能性もあります。
ウイルス対策ソフトウェアを使ってディスクをチェックして下さい。
･ 問題が繰り返し起こる様なら eDAQ 販売代理店にお問い合わせ下
さい。

Appendix A ﾑ トラブルシューティング

135

136

Scope ソフトウェア

CA P P E N D I X

Cテクニカルノート

高速フーリエ変換
この章の解説は FFT（高速フーリエ変換）の演算や履行方法を知りた
い方の為のものです。Scope は離散型高速フーリエ変換（FFT）アル
ゴリズムを使ってデータを時間から周波数に換算し変換します p.93。
FFT の詳細は以下を参照下さい。Numerical Recipes: The Art of
Scientific Computing, W.H. Press et al., Cambridge University
Press, 1986。
FFT アルゴリズムでは n を整数とする 2 n 個のデータポイントを必要とします。 Scope ページには 256、512、640、1024、1280、又は 2560
個のデータポイントが含まれています。256、512、又は 1024 個のサンプル数のページは直接変換できます。 640、又は 1280 ポイントのページはまず ‘ ゼロ処理 ' が必要です。 即ち、FFT 演算の前に、ス
イープの始めと終わりの両側に不足ポイント数を加えてゼロ処理し、データをそれぞれ 1024 と 2048 ポイント数の長さに調整します。
2560 サンプルのページでは最初の 2048 データポイントから FFT を演算し、残りの 512 ポイントは無視し FFT の演算には組み入れません。
一定の時間間隔で連続するデータポイント Ｎ の数列を考えてみます。
サンプリング間隔を ý, とし、サンプルを ｋ 個取る時間はｈ KΞｈ(ｔ k ) の式で定義できます。ここで ｔ kΞk ý、ｋ は 0、1、2、...N‑1 です。ｈ ボルト（叉は派生単位）を持つこれら時間関数の N
離散サンプル部分を、FFT は Ｈ 周波数振幅を持つ N 離散サンプルの周波数関数に変換します。これらの周波数には離散値 fn = n/Ný を割り

Scope ソフトウェア

137当てることができます。ここで Ｎ は連続する –N/2, …, (N/2)–1 とします。離散 FFT を次の様に定義します：
N– 1

Hn ≡

∑h e

2π i k n ⁄ N

k

k= 0

この変換は、Ｎ 複合数 ｈK を Ｎ 複合数 Ｈn の関数にします。例えば、
Scope でいうような物理的な事象からデータを取り、ｈK はゼロにセットする仮想部分を扱います。
周波数 0 は n ＝ 0 に相当し、プラスの周波数は 1 ð n ð ((N/2) ‑1) 値に相当します。Ｈn は周波数の変数で、水平軸は N 単位で読み取る周期を表わしゼロ以外の値は Ｈ‑n ＝ ＨN‑n です。関数 Hn の n の範囲を０から N‑1 とすると、時間変数 k と周波数変数 n の相関（ここでは触れません）が一層明白になります。
n 番目の周波数成分の真及び仮想部分をそれぞれ Re、Im とすると、n番目の周波数成分のスペクトラムは次の様に表されます：
2

2( Re ( H n ) ) + ( Im ( Hn ) )A ( n ) = ------------------------------------------------------------N⁄2

FFT の強度を示す振幅軸は均等目盛か対数目盛（単位はデシベル dB）
です。均等目盛は Scope ウインドウのシグナルから派生する単位です。対数表示は、最大スペクトラルライン（0 デシベル dB にセット）
に対するスペクトラムラインの相対アットネータで表わします。これはデータを 3 倍の常用対数に圧縮し、データレンジが大き過ぎて判別が難しい小さな成分を見易くします。これは公式 dB=20log(A1/A2) より誘導されます。

専用用語
FFT を使って Scope で誘導されるスペクトラムは、技法的には振幅ス
ペクトラム係数です。振幅スペクトラムやパワースペクトラムの用語は漫然と使われていますが、正確に言うと振幅スペクトラムは負の数（フェーズを示す）で、パワースペクトラムは矩形のシグナル振幅を使います。Scope で得られるパワースペクトラムを別のソフトウェアから得られたスペクトラムと比較する場合は、誘導の相違を確かめることが重要です。

138

Scope ソフトウェア

FFT のウインドウ関数
前述したように FFT のアリゴリズムはサンプルを周期波形のサイクル
集積数を表わすものと想定します。完全な周期を前提にすると問題が生じます。例えば、スイープ波形の最初と最後の値は必ずしも割り切

図 C‑1

Cosine Bell ウィンドウFFT ウィンドウ 関数

w n = 0.50 1 + cos  2πn---------- N

Hamming ウィンドウ

wn = 0.54 + 0.46 cos  2π----------n N Blackman ウィンドウ

2πn
4π n
w n = 0.42 + 0.50 cos ----------  + 0.08 cos  ---------- NN

式中の n の値は –N/2 から (N/2)–1 で、N はサンプルポイント 数を表します。これらの 式から n の正の値を 0 から N–1 に再調整できます。

れませんので、FFT はこれらのサンプリングウインドウの端では疑似周波数を読み取り処理します。これは末端効果（' edge effec t ‘ ）と呼ばれます。 サンプリング速度 1/ý とサンプル数 N に依存する周波数を
FFT により精度を上げる効果があります。周波数の読み取り値が 1/ý N
Hz の積算倍数でないと、その値より上か下のピークは割り切れず、結果に歪みが生じます。N を大きくすると（FFT に供するスイープのポイント数を 1024 以上にする）これは防げます。
FFT 処理したデータのウインドウの末端では、ウインドウ関数がデータの特性を減少させます。従って、末端部から生ずる疑似ピークや相関効果が取り除けます。離散型フーリエ変換データではこのウィンド
ウ関数 w n を掛け合わせ、ウェートします：
N –1

Hn ≡

∑w h e2 πikn ⁄ N

n k

k =0

Appendix C ﾑ テクニカルノート

139

Scope では最も良く使われる３種類の関数 （ cosine Bell、Hamming、及び Blackman ）図 6‑14 p.94, を提供しております。詳細は 図 C‑1を参照して下さい。

演算機能
このセクションでは、Scope で利用できる演算処理の数学的な解説を行ないます。

スムージング
シグナルは p.97 で説明したようにスムージング処理されます。ス
ムージングの度合 n は 1 〜 50 迄の数値で設定しますが、スイープの始めと終わりではスムージング処理の強度を総て使うことは不可能です。N をスイープ内のポイント数とし、0 ≦ i ≦ N -1 の i ポイントでのオリジナルシグナル波形を ｆ(i) とすると、スムージング処理した波形の任意の点 ｇ(i) は、次のように表わされます：

i+n
1

-------------------f (j )n +i +1

j=0

i+n

1
g( i) = --------------f (j )2n + 1
j =i –n
N –1

1
 -----------------------------------------------f( j ) (N – 1 ) – (i – n ) + 1
j
=
i
–
n


∑

[0 ≤ i ≤ n – 1 ]∑[ n ≤ i ≤ N – n – 1]∑

[N – n ≤ i ≤ N – 1 ]積分
積分はデータパッドの Integral 機能を使って選択範囲を積分処理するか p.89 、Integrate 演算機能により行いますが p.98 、両者とも同じ様な演算処理をします。マーカを使ったベースラインのスロープの設定は p.83 、積分処理する過程では無視されます。バックグラン
ドのサブトラクションは p.86 、積分した波形から行います。
ýt を連続するデータポイント間の時間としオリジナルシグナルの振幅
を f(j) とすると、積分波形内の任意の i 点 g(i) は：i

g ( i ) = ýt

∑ f (j )j=1

140

Scope ソフトウェア

即ちシグナルの i 番目のポイントの積分は、i 番目迄のデータポインの振幅に ýt を掛けた総合計です。データパッドの Integral 機能では、シグナルの選択部分の開始時間から終了時間点までのデータポイ
ントしか使いません。データパッドの Integral Abs 、Integral
Positive、及び Integral Negative はシグナルの振幅の絶対値、正の振幅、負の振幅をそれぞれ総計したものです。

微分
微分波形は Differentiate 演算機能 p.98 を使って得られます。N をス
イープ内のポイント数とすると、0 ≦ i ≦ N -1 の i ポイントでの微分値は２つの直線、ポイント i とその前のポイント i - 1 とを結ぶ線とポ
イント i と次のポイント i + 1 とを結ぶ線 図 C‑1 、の傾きを平均処理したものです。
スイープの始めと終わりでは上の処理は不可能で、前者の微分値は最初の二点間の直線のスロープで決定されますし、スイープの後者の微分値は最後の二点間を結ぶ直線のスロープで決定します。
N をスイープ内のポイント数、ýt をポイント間の時間とすると、f(j) の振幅を持つデータポイントの部分値は、次の式で決定されます：
f( 2) – f ( 1 )------------------------ýt
 f ( i + 1 ) – f( i – 1 )g ( i ) =  ----------------------------------------2ýt f( N – 1) – f ( N – 2 ) --------------------------------------------ýt

i = 0[ 1 ≤ i ≤ N – 2]
[i = N – 1]ii 点でのスロープ

図 C‑2

i– 1

i+ 1

シグナル の微分処理 ( ス

ロープ )
ýt

Appendix C ﾑ テクニカルノート

真のシグナル141

スロープ
データパッドの Slope 機能 p.90 には 3 つのオプションがあります：<Average Slope>、<Maximum Slope>、<Minimum Slope> とがあります。アクティブポイントの Average Slope は上の方法で誘導されます
が、選択範囲では一次微分は最新二乗方で直線にベストフィットする
ように算出されます。その他のオプションは、各ポイントでの傾きを算出して選択範囲内の最大・最小値のポイントに戻します。
･ <Average Slope>：アクティブポイント（データ表示エリアで最後にクリックした場所）の平均スロープで p.139 で説明しましたが、選択範囲が設定されている場合は、最小二乗直線に至適化処理して選択範囲のスロープを求めます。
･ <Maximum Slope>：各ポイントのスロープは 図 C‑1 に示す様に演算され、選択範囲内のポイントの最大スロープ値を求めます。
･ <Minimum Slope>：各ポイントのスロープは 図 C‑1 に示す様に演算され、選択範囲内のポイントの最小スロープ値を求めます。

142

Scope ソフトウェア

IndexA

B

About Scope dialog box 131

Background buttons 51

About Scope… command 131

background page 86

Abs 98absolute value 98

background recording 17
background subtraction 86, 140

access to Chart 3

baseline 83–84
and integration 140
non-linear 86

Add 98Add Macro to Menu dialog box 111
Add to Data Pad command 88
adding data to the Data Pad 88
Amplitude axis 15, 48–49, 58
analysis 9, 81–99
analysis mode 10, 123
Analysis Scope 123
appending data files 70
AppleScript 120–122
AppleScript commands 121
AppleScript dialog box 121
AppleScript… command 120
automating Scope 110–123
Average control 34

Begin Repeat command 122
Begin Repeat dialog box 122
bipolar display 48
Browse for Sound File directory dialog box 118

Ccalibrating a signal
Units Conversion 29
calibration 31
caret symbol, ^ 50
Cell button 87
channel controls 15, 24
Channel pop-up menu 24

Average page 91–92
printing 75, 92

channel separator 16, 46
Clear Background command 86

averaged sweeps 34

Clear command 64

axis labels 49–50
Axis labels dialog box 50

Clipboard 67
Clipboard Viewer 67

Axis Labels… command 49

close button 13

Scope Software143

Close command 12

Copy Special… command 65

closing a Scope file 12
Color pop-up menu 51, 54

Copy Zoom window to Clipboard dialog box 66
copying data
as picture 65
as text 66
from Data Pad 66

color printing 75
comments 78
computed function
Abs 98
Add 98Differentiate 99, 141
Divide 98
Integrate 99, 140
Invert 98
Multiply 98
Reciprocal 99
Shift 97
Smooth 97, 140
Square 99
Subtract 98
computed functions 95–99, 140–142
channel display 47, 96
sampling speed 96
units 96
Computed Functions dialog box 47, 95
Computed Functions… command 47, 96
computer requirements
Windows computer 2
constant output voltage 42
control handle 39
Control Options dialog box 107
control panel
Cursor 16
Input A 15, 24
Input B 15, 24
Stim 42
Time Base 15, 22, 104
control panels 14
hiding 106–107
moving 107
position 106
controls and display 8
Controls… command 106
Copy command 64
Copy Data Pad to Clipboard dialog box 66
Copy Scope Window to Clipboard dialog box 66

144

Cursor panel 16
customized stimulus waveforms 40
customizing Scope 10, 101
Cut command 64

Ddata display area 16, 46
data file 67
data loss 103, 135
Data Pad 65, 69, 87–91
adding data 58, 88
functions 89–90
limits 87
printing 77, 91
saving as text file 69
setting up 89–90
Data Pad Column Setup dialog box 89
Data Pad command 87
Data Pad Value miniwindow 90
Data Pad window 87
data resolution 24
dealer and distributor information 131
default settings 10, 108
Define Unit Name dialog box 32
defining unit names 32
defining units 32
degree sign, ° 49
delay between sweeps 35
Delay control 35
Delete Macro command 112
Delete Macro dialog box 113
Delete Unit Name dialog box 33
deleting unit name 33
deleting units 32
delta symbol, ý 49

Scope Softwaredifferential
slope 141
Differentiate 99, 141

exiting Scope 5, 12

Display menu 127
Axis Labels… command 49
Clear Background command 86
Computed Functions… command 96
Display Settings… command 50, 52
Go To Page… command 14, 55
Overlay All command 55
Overlay Display Settings… command 52
Overlay None command 55
Overlay Stimulator… command 53
Set Background command 86
Show Overlay command 55
Subtract Background command 86

FFT display 93–95, 137–139
edge effect 139
reference level 95
settings 52, 53
terminology 138
windowing functions 94, 138–139

display offset 28
Display pop-up menu 92, 93, 96
hiding 103
display settings 50–54
Display Settings (FFT) dialog box 52, 93
Display Settings (X–Y) dialog box 52, 92
Display Settings dialog box 50
Display Settings… command 50, 52
Divide 98
divisions 22
Double stimulus waveform 38
duplicate Marker 83

F

FFT Options dialog box 94
File menu 126
Close command 12
Exit command 12
New command 11
Open… command 11, 70
Page Setup… command 73
Print… command 75
Quit command 12
Save As… command 65, 67–69
Save command 67
file types
data 67
macro 69
settings 68
text 68–69
filtering 27
AC coupling 27
low-pass 27
Free Form stimulus waveform 38, 40–41
Function pop-up menu 99

Eearlier versions 3
eDAQ Addresses dialog box 132
Edit menu 126
Clear command 64
Copy command 64
Copy Special… command 65
Cut command 64
Paste command 64
Save As… command 115
Undo command 64, 65
emergency access 108–109
End Repeat command 123

G
Go To Page dialog box 55
Go To Page… command 14, 55
graticule 22
Graticule buttons 51

H
Help menu 127
About Scope… command 131
high-resolution printing 74

Eraser tool 41
Exit command 12

Index

145

I
Information dialog box 132
Input A panel 15, 24
input amplifier 26–28
Input Amplifier dialog box 25
Input Amplifier… button 15
Input B panel 15, 24
Input Voltage dialog box 28
installing software 3–5
Integrate 99, 140
Invert 98

Kkeeping partial data 103
keyboard shortcuts 14, 54, 106, 128
changing 106
macros 112

L
Line tool 41
Load Text File dialog box 72
logarithmic display 95

MMacintosh to Windows 11
macro commands 116–123
Macro Commands submenu 128
AppleScript… command 120
Begin Repeat command 122
End Repeat command 123
Message… command 119
Play Sound… command 118
Repeat for Each Page command 122
Speak Message… command 119
Update Screen command 116
Wait… command 117
macro file 69
Macro menu 127
Delete Macro command 112
Start Recording command 111
Macro Message dialog box 119

146

Macro Open directory dialog box 114
Macro Save As directory dialog box 115
Macro Wait dialog box 117
macros 110–123
called by other macros 116
changing dialog box settings 113–114
commands 116–123
deleting 112–113
keeping records 110
keyboard shortcuts 112
loading 110
master macro 116
nesting 116
opening files 114
recording 111–112
replaying 112
sampling 114
saving 111–112
saving files 115–116
stopping 112
versions 110
Marker 16, 58, 82–86
independent 82
locked to waveform 82
Marker command 84
Marker miniwindow 84–85
Math pop-up menu 98
measurement
relative 82–83
menu commands
hiding 105
locking 106
menus 125–128
altering 105–106
hiding 105
Menus dialog box 105
Menus… command 105
Message… command 119
micro symbol, µ 49
Mode pop-up menu 33, 37
moving control panels 107
Multiple stimulus waveform 38
multiple sweeps 34
Multiply 98

Scope Software

number of data points 72

Nnavigating 14, 54
New command 11
New Hardware wizard 3
new menus 111
non-linear baseline 86
Notebook 78–79
printing 79
Notebook command 78
Notebook window 79
number of pulses 40

Page button 86
Page button pop-up menu 56
Page buttons 14, 54, 55–56
Page Comment button 16, 78
page comments 78
editing 78
printing 77, 78
Page Corner controls 14, 54
Page Layout dialog box 77
page setup 73–75
Page Setup dialog box 73
Page Setup Options dialog box 74

O
old versions 3
omega synbol, ¾ 49
Open directory dialog box 11, 70
Open… command 11, 70
opening a Scope file 10
Options… command 102
Output Voltage… command 42
Overlay All command 55
Overlay Display Settings (FFT) dialog box 53
Overlay Display Settings (X–Y) dialog box 53
Overlay Display Settings dialog box 52
Overlay Display Settings… command 52
Overlay None command 55
Overlay Stimulator dialog box 54
Overlay Stimulator… command 53
overlaying
channels 46–47
display settings 52
pages 55–56
stimulus waveform 53

Page Setup… command 73
Paste command 64
pasting text into Scope 72
Pencil tool 41
Play Sound… command 118
pointer 17
cross 82
dragging 49
heavy cross 87
I-beam 88
resizing 88
stretching 49
PowerLab Settings 32
PowerLab Unavailable dialog box 4
preferences 102–106
preferences file 32, 108
Preferences submenu 126
Controls… command 106
Menus… command 105
Options… command 102
Start-Up… command 107

overview of Scope 8–10

Print Current Page Only checkbox 75, 135
Print dialog box 76

overwriting data 103

Print Options dialog box 76

P
pageand FFTs 137
definition 14, 54

Index

Print… command 75
printing 73–77
Average page 75, 92
color 75
commands 75
Data Pad 91

147high-resolution 74
Notebook 79
page comments 77, 78
Scope pages per sheet 73–74
Scope window 76
Zoom window 59
Progress Indicator display 18
Pulse stimulus waveform 38

Q
Quit command 12

R
Ramp stimulus waveform 38
range 24, 26
Range pop-up menu 15, 24, 39
Read Text Options dialog box 71
Reciprocal 99
recording 8, 17–19
changing settings during 19
display during 18
interruptions during 19, 103
length 19
on blank page 103

Save As directory dialog box 68
Save As Text dialog box 69
Save As… command 65, 67–69, 115
Save command 67
scale
FFT display 95
logarithmic 95
moving 49
overlaid pages 56, 91
setting 49
stretching 49
Scale pop-up menu 15, 48, 94
Scope Options dialog box 103
Scope window 13–17
printing 76
Scope Window command 13
Scrolling button 14, 55
section symbol, § 50
selecting data 62–63
selecting unit names 32
Selection command 63
selection information 90
Selection miniwindow 63
Set Background command 86

recording fidelity 13, 24, 46

Set Marker Position dialog box 85

recording length 19
reference level 95

Set Scale dialog box 48
Set Scale… option 48

re-order pages 64

Set Selection dialog box 63

Repeat for Each Page command 122
repetitive sweeps 34

settings 67, 68, 108settings file 68

Row button 87

Setup menu 126
Output Voltage… command 42
Sampling… command 33
Stimulator… command 37

S
Sample control 34
Sampling dialog box 34
sampling frequency 104
sampling rate 22–24
sampling speeds
computed functions 96
stimulus waveform 103
Sampling… command 33

148

Shift 97
shifting waveforms 97
Show Clipboard command 67
Show Overlay command 55
signal input controls 27
single sweeps 33
single-sided display 48

Scope Software

size control 13

Subtract 98

slider bar 39
slope 90, 142

Subtract Background command 86
superimposed sweeps 34

Smooth 97, 140

superscripts and subscripts 32, 50, 88

Source pop-up menu 35
Speak Message dialog box 120

sweep
Average 34
Multiple 34
Repetitive 34
Single 33
Superimpose 34

Speak Message… command 119
special access 108–109
Special Access dialog box 108, 109

Start pop-up menu 36

sweepscontrols 17, 33–35
definition 33
synchronising 36
system configuration information 132

Start Recording command 111
Start-Up Settings dialog box 107

T

special characters 49
Square 99
Start button 16

Start-Up… command 107
statistics 89
Stim panel 42
Stim Panel increment dialog boxes 42
stimulationand triggering 36, 37, 43, 44
stimulator 37–44
Stimulator Constant Output dialog box 42
Stimulator dialog box 38
Stimulator External Trigger 38
Stimulator External Trigger dialog box 44
Stimulator output 42
Stimulator… command 37
Stimulus Page control 41
stimulus waveform
Double 38
Free Form 38, 40–41
Multiple 38
Pulse 38
Ramp 38
Triangle 38
Up & Down 38
stimulus waveforms
display 53
overlaying 53
sampling speed 103
storing 41

Index

tear-off data displays 90
technical support 131–132
Text button 39
text file 68–69, 71–73
Time axis 15
Time Base panel 15, 22, 104
time per division 104
time per sweep 104
title bar 13
Trace Indicator 18
transferring data 65–66
Triangle stimulus waveform 38
Trigger Marker 37
triggering 33, 36–37
after the event 36
and stimulation 36, 37, 43, 44
before the event 36
changing in Scope window 37
external 35, 43, 44
from signal 35
Input A or Input B 35
line 35
slope 36
synchronising recording 36
user 35
wih Start button 35

149

triggering event 35
turn off input 24

U
underscore symbol, _ 50
Undo command 64, 65

Zzero reference point 82
0dB Reference Level dialog box 94
Zoom window 56–59
Zoom Window command 56

uninstalling software 3
unit names 33
Unit pop-up menu 32
units conversion 28, 29–33, 48, 49
calibration 31
typing in values 30
using sampled data 30–32
Units Conversion dialog box 29
units of computed functions 96
Up & Down stimulus waveform 38
Update Screen command 116

W
Wait… command 117
Waveform buttons 52
Waveform Cursor 58, 82, 93, 104
Waveform Print Layout buttons 73
where to start 2
window
Data Pad 87
Notebook 79
Scope 13–17
Zoom 56–59
Windows menu 127
Add to Data Pad command 88
Data Pad command 87
Marker command 84
Notebook command 78
Scope Window command 13
Selection command 63
Zoom Window command 56
Windows to Macintosh 11

X
X–Y display 92–93
settings 52, 53

150

Scope Softwareライセンスと保証承諾書

著作権と商標e- corder と PowerChrom は商標登録されています
し、EChem は eDAQ Pty Ltd の商標名です。Chartと Scope は ADInstruments Pty Ltd の商標名で、
eDAQ にライセンス供与されています。総てのeDAQ ソフトウェア、ハードウェア、及び書類は著作権で守られています。eDAQ は商標名、及びその会社名、ロゴ、製品名を表す商標登録の独占所有権を保持します。

この保証は正常に、かつ保証された作動環境範囲
内でハードウエアを使用した場合にのみ有効です。
ハードウエアを改造したり、物理的、電気的に不適切な使用によるもの、環境の不備によるもの、
不適切な接続、標準品でないコネクターやケーブルを使用したもの、オリジナルの ID マークを変更したものには責任を負いません。
この保障では、以下のハードウェアに関しては除外され責任は負い兼ねます：

責務･ ユーザがハードウェアに何らかの改造を行った

購入者、及び eDAQ 製品を使用する者はすべて、適正な目的のもとに分別ある態度で製品を使用することに同意します。また自分の行為、及びその行為による結果に対して責任をとることに同意します。

･ 物理的、電気的に不適切な使用によるもの、環境の不備による故障。また、不適切な接続、不適切なアース接続、電源スパイク、
サージ現象によるトラブル。

eDAQ 製品に問題が生じた場合、eDAQ は全力でその解決に対処します。このサービスは問題の性質により、請求金額が生じる場合もありますが、本承諾書の別項の条件に従うものとします。

ハードウエアの保証
eDAQ はハードウエアの購入者に対して、購入日から１ヵ年は製品の材質、及び製品の欠陥を無償補修します。欠陥があった場合は、eDAQ が修理、または適切なものに交換します。保証期間は修理や交換に費やした日数分を延長します。購入者は欠陥製品を返送する前に、eDAQ に連絡して返送許可を取得すべきです。

Scope ソフトウェア･ 付属装置への不適切な配線、標準品でないコ
ネクターやケーブルを使用したことによるトラブル。
･ オリジナルの ID マークを変更したり改ざんしたもの。

ソフトウエアのライセンス
購入者は供給された eDAQ ソフトウエアを使用する
ための非独占的権利が付与されます。（例えば、購入者の従業員や生徒はこの承諾書を遵法するならば使用する資格を許諾されます。）購入者はバックアップを目的として eDAQ ソフトウエアを複数コ
ピーすることができます。しかしソフトウエア購
入者はいかなる時も同時に１台のコンピュータだ
けを使用するための権利のみが付与されています。

購入したプログラムを複数コピーしても、同時に複数のコピーを使用することはできません。サイトライセンス（複数ユーザーライセンス）はたと
え１組のディスクしか提供されていない場合でも、５枚のプログラむコピーを購入した場合と同様に使用できます。.

技術サポート
購入者は『顧客登録フォーム』に必要事項を記入して返送すると、購入日から１ヵ年、eDAQ 製品の技術サポートを無料で受ける権利を有します（顧客登録フォームは各製品に付いていますが、なんらかの理由で見当たらない場合は eDAQ 代理店までご連絡ください）。トラブルの際はデータ例と以下を明記の上お尋ね下さい：･ e- corder ユニットのモデル名とシリアル番号･ 使用しているコンピュータタイプとオペレー
ションシステム（例、Windows XP や
Macintosh OS 10.2)･ 使用しているソフトウェアのバージョン 例、
Scope v4.0.1
質問については誠意を持ってお答えす所存ですが、場合によっては、例えば使用中の別の装置との関連で生ずる問題などは、些少の費用を請求させていただきます。

管轄
この承諾書はオーストラリア、ニューサウスウ
エールズ州法を就拠法とし、これに関する訴訟手
続きはオーストラリア、ニューサウスウエールズ
州最高裁判所に提訴、結審されます。

否認
eDAQ はハードウェアとソフトウェアの仕様を予告無く変更する権利を保留します。
また、eDAQ 製品を使用した結果生じたいかなる損傷も責任を負う事はできません。

152

Scope ソフトウェア