Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

流量目視確認レンズ付き、ローター式流量センサ
RFAシリーズ - アナログ出力、流量監視に最適▶流量目視確認とアナログ出力(0～10VDC)の兼用として

RFAシリーズはレンズを通して目視確認できるローターとパネルマウント・ハウジングにコンパクトに収まった制御部分が特徴です。当センサは正確な流速を流量に比例してアナログ出力すると共にローコストを同時に実現しました。

仕様

接液部材質
本体

真鍮、316ステンレス・スチール 又はガラス繊維強化ポリプロピレン(加水分解的に安定)
セラミック
PPS合成、黒色1
ポリスルホン
Viton（本体：合金）、ブナＮ（本体：ポリプロピレン）
ガラス繊維強化ポリプロピレン

主な用途

ローターピン
ローター
レンズ
オーリング
低流量アダプタ
最高動作圧力本体：真鍮 又は ステンレス・スチール

冷却水やクーラントの流量不具合からユーザの高価な機器を保護します。
• 半導体関連装置、洗浄装置• レーザー、X線、MRI装置などの医療機器• 自働溶接装置• チラー、熱交換器• 水処理関連

1.38MPa（21℃の時）
0.69MPa最大（100℃の時）20.69MPa（21℃の時）
0.28MPa最大（82℃の時）

本体：ポリプロピレン

寸法

本体：ポリプロピレン

FLOW SENSORS – ELECTRONIC

使用温度
本体：真鍮 又は ステンレス・スチール-29℃～100℃
本体：ポリプロピレン-29℃～82℃
電子回路部
65℃ 周囲温度
粘性係数、最大200SSU
入力電源
24VDC ±10％
出力信号
0～10VDC アナログ出力＠1mA最大消費電流
25mA 最大
出力電流、最大10mA精度
下の表を参照電気的接続
AWG22 PVC被覆、600mmケーブル
コード色 赤=+VDC、黒=GND、白=出力.64˝ (16.3 mm).80˝ (20.3 mm)

2.50˝ (63.5 mm)

2.38˝ (60.5 mm)

3.06˝ (77.7 mm)

本体：真鍮、ステンレス・スチール－ 配管接続部 1/4”& 1/2”ポート注）
1. 本体材質がステンレス・スチールの場合は標準です。
2. 更に高圧/高温対応をお求めの場合は、レンズ部品をステンレス・スチールプレートに交換することで対応可能です。詳細は弊社へお問合せください。

部品番号選定表

3.01˝ (76.4 mm)

本体材質、配管接続部のサイズより部品番号を選定してください。
本体材質
ポリプロ
ピレン

真鍮

ステンレス・スチール（SS）

1/4˝ ポート =.80˝ (20.3 mm)
1/2˝ ポート =.87˝ (22.1 mm)

2.50˝ (63.5 mm)

配管
流量 (L/min)
接続部
低流量範囲*(精度)サイズ

BSPポートNPT

1/4”

0.38～3.8(±7.0%)230206BSPP

1/2”

5.7～45.4(±7.0%)230207BSPP

1/4”

0.38～3.8(±7.0%)

1/2”
3/4”

部品番号

流量 (L/min)

部品番号

2.32˝ (58.9 mm)

本体：真鍮、又はステンレス・スチール– 配管接続部 3/4”& 1”ポート

標準流量範囲(精度)BSPポート

NPT

230206

1.9～18.9(±7.0%).

230205BSPP

23020523020715.1～75.7(±15.0%)230201BSPP

230201230209BSPP

2302091.9～18.9(±7.0%)230202BSPP

230202

5.7～45.4(±7.0%)

230210BSPP

23021015.1～75.7(±15.0%)230203BSPP

230203———19.0～113.5(±10.0%)—2302122.50˝(63.5 mm)

1”

—

—

—

30.3～227.1(±15.0%)—230214

3.94˝(100 mm)9/16”18UNF

0.38～3.8(±7.0%)—

230211**

1.9～18.9(±7.0%)—230204**

高精度ローター

1/2”

5.7～45.4(±7.0%)

230216BSPP

23021615.1～75.7(±15.0%)230208BSPP

230208

3/4”

—

—

—

19.0～113.5(±10.0%)—230213

1”

—

—

—

30.3～227.1(±15.0%)—230215

1.06˝(26.9 mm)
2.95˝(74.9 mm)

PPS合成。ローターの各々のブレード先端は磁気化。PTFEブッシ
ング使用により長寿命化。

* 低流量アダプタが本体と同時に供給されます。詳細は次頁をご覧ください。
** ユニファイネジのみ。

1

Don't Use - Replaced with RFO B&SS 1/4" &1/2" art

フォーティブICGジャパン株式会社

商品情報 https://www.fortive-icg.jp お問合せ 0120‐083‐081

BU24_ C_RFA_20211018

1/4" NPT-.64" (16.3 mm)
1/2" NPT-.70" (17.8 mm)
3/4" NPT-.70" (17.8 mm)

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

容易な取付けとメンテナンス

パネル取り付け

適切に取付けを行うことでローター式流量センサの性能は高まります。標準の配管据付工具を使用して取付けが可能です。本体を水平に配置することを推奨します。当流量センサは整流に対する流量モニタリングが本来の機能です。配管内で発生する乱流、脈動、連行空気等の流れなど異常な流体の動きに対してローターは反応します。

ポリプロピレン本体：
本体にある2個の取付穴に#8(Ø3.5mm)タッピンネジを使用してパネルマウントを行います。ANSITタイプ
23タッピンネジを推奨します。但し、再取付が必要な場合は、標準機械ネジと交換可能です。

当センサの最適なパフォーマンスを得るためには、センサ内部で流体の出入ロが上部になるように本体を配置してください。配管接続部のどちら側も流体の流入口として使用可能です。流入側には最小200mmのストレート配管を確保してください。低流量範囲で使用する場合、流入側に“低流量アダプタ”を取付ける200mm必要があります。

2.50˝ (63.5 mm)

200mm

真鍮及びステンレス・スチール本体：
2個の取り付け穴を使ってパネルマウントを行います。#8-32UNC-2Bネジを推奨します。

2.50˝ (63.5 mm)

流入側

低流量アダプタ

流入側

低流量アダプタ

メンテナンスキット：ローター式流量センサ用接続部が NPTネジの場合、それに対応する配管もNPT 適合ネジにより接続します。
リークが無い接続を確保するために適当なネジ・シール剤の使用が必要です。Pematex "No More Leaks"、又はテフロン・テープの二重巻きをシールのために推薦します。
ストレートネジ（BSPPタイプ）の場合はオーリングをシールとして使用します。

FLOW SENSORS – ELECTRONIC

流体の流入側に150ミクロンのフィルタの設置を推奨します。外部粒子が当流量センサに入ったときは、本体からレンズを取外して容易に除去が可能です。
レンズの取外し方としては、標準ソケット・レンチを用いてセンターリプを45度反時計方向に回転して引抜いてください。
レンズの再取付けする場合は、逆の方法をしてください。当センサを清掃、又はメンテナンスする時は、必ず事前にシステム内の圧力を解放してください。

低流量アプリケーション

以下のキット部品の何れかを交換する場合の所要時
間は取付け後、約5分で再組立が可能です。
• セラミック・ローターピン• 6極マグネットローター、及びPPS/PTFEブッシング• ブナN、又はViton
オーリング
2.50˝(63.5 mm)• ポリスルホン製レンズ

センサ本体 2.50˝ (63.5 mm)
キット内部品のオーリングの配管
本体
材質
サイズ
材質

1/4˝ & 1/2˝

当シリーズの全ての部品番号に1個の低流量アタプタ標準で供給されます。
このアダフタは低流量時により正確なレスポンスを得るために使用します。上図のようにアダプタを流入側ポートに取付けます。

3/4˝ & 1˝

ユーザの用途に合わせてローター式流量センサ
オーリング材質：(RFA/RFO/RFS/RFI)のカスタマイズ
ブナＮ、
Viton、EPDM、
Gems SensorsとフォーティブICGジャパン㈱では量産向け装置のOEM採用には当カタログに掲載されたオプション以外のカスタマイズを承っています。耐薬品性の強化、高温対応、高圧使用、電気的端末など柔軟に対応します。

シリコン、その他

部品番号

RFA/RFO/
RFS

RFI

ポリプロピレン

ブナＮ

155870155872真鍮 又は SS

Viton®

167364

166267真鍮 又は SS

Viton

182695

157187®

2.50˝ (63.5 mm)
パネルマウント
取付け穴
2.50˝ (63.5 mm)

RFOシリーズ

ローター材質：
PPS樹脂&テフロン、ナイロン製ブッシング

その他のOEM対応例：• 別の出力形態の組合せ：スイッチ、パルス、アナログ出力など• 標準樹脂製レンズ以外のメタル製プレート（右下図はステンレス・スチール製）

ローターピン材質：
長寿命セラミック

本体材質：
加水分解的に安定なポリプロピレン、ステンレス・スチール 又は 真鍮

レンズ材質：
ポリスルホン、ステンレス・スチール 又は ポリプロピレン

2

フォーティブICGジャパン株式会社

商品情報 https://www.fortive-icg.jp お問合せ 0120‐083‐081

BU24_ C_RFA_20211018