Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

流量目視確認レンズ付き、ローター式流量センサ
RFSシリーズ - スイッチ出力、流量監視に最適

寸法

本体：ポリプロピレン
2.37˝(60.2 mm)

 流量目視確認とスイッチ出力の兼用として
 簡単な流量設定出力の調節：設定点到達時のLED表示
RFSシリーズは耐久性の高いローター式流量スイッチを採用し、ユーザ機器の保護と信頼性向上に貢献します。流量が無い時にローターは回転しないという動作原理からスイッチが誤作動することはありません。ローターが何等かの理由で停止した場合、当ス
イッチの出力は “流量無し” 状態に切替ります。

.64˝ (16.3 mm)
2.50˝ (63.5 mm)
3.06˝ (77.7 mm)

VDC

VAC

主な用途

冷却水やクーラントの流量不具合からユーザの高価な機器を保護します。
• 半導体関連装置、洗浄装置• レーザー、Ⅹ線、MRI装置などの医療機器• 自働溶接装置.80˝(20.3 mm)
2.38˝ (60.5 mm)

本体：真鍮、又はステンレス・スチール– 配管接続部 1/4”& 1/2”ポート
File No. E45168

2.37˝(60.2 mm)

仕様

FLOW SENSORS – ELECTRONIC

接液部材質
本体

2.50˝ (63.5 mm)

真鍮、316ステンレス・スチール 又はガラス繊維強化ポリプロピレン(加水分解的に安定)
セラミック
PPS樹脂、黒色
ポリスルホン
Viton（本体：合金）、ブナＮ（本体：ポリプロピレン）
ガラス繊維強化ポリプロピレン

ローターピン
ローター
レンズ
オーリング
低流量アダプタ
最高動作圧力本体：真鍮 又は ステンレス・スチール
本体：ポリプロピレン

1.38MPa（21℃の時）
0.69MPa最大（100℃の時）1
0.69MPa（21℃の時）
0.28MPa最大（82℃の時）

使用温度
本体：真鍮 又は ステンレス・スチール -29℃〜100℃
本体：ポリプロピレン-29℃〜82℃
電子回路部
65℃ 周囲温度
粘性係数、最大200SSU
入力電源
24VDC、110VAC 又は 115VAC
リレー接点定格(SPDT)
1A(24VDC抵抗負荷時）又は 0.3A(110VAC、115VAC負荷時）
消費電流
無負荷時
負荷時（リレー励磁状態）
24 VDC
20mA
35mA
110 VAC、115 VAC
45mA
95mA
繰り返し精度
2%（最大偏差）
設定点精度(工場出荷時)± 5%
設定点ヒステリシス
最大±15％
電気的接続
AWG22 PVC被覆、600mmケーブル
コード色 赤=+VAC/VDC、黒=GND、
白=N.O(信号)、茶=N.C（信号）、緑=コモン
認証
UL、CE
注）
1. オプションとしてパルス出力追加も可能です。弊社までお問合せください。

F-2.80˝ (20.3 mm)
4.50˝ (114.3 mm)

3.01˝ (76.4 mm)

VDC

VAC.87˝(22.1 mm)

1/4˝ ポート= .80˝ (20.3 mm)
1/2˝ ポート= .87˝ (22.1 mm)
4.50˝ (114.3 mm)

2.32˝ (58.9 mm)

本体：真鍮、又はステンレス・スチール– 配管接続部 3/4”& 1”ポート
VDC

2.50˝(63.5 mm)

1.06˝(26.9 mm)

2˝(50.8 mm)

3.94˝(100 mm)

VAC

1.06˝(26.9 mm)

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

4.76˝(120.9 mm)

BU24_C_RFS_20200728

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

RFS TYPE

LED信号を用いた流量設定点の校正 (RFSシリーズ)
ユニットを配管ラインに取付け、電源が供給された状態で、以下の手順に従って校正をおこないます。校正時は小型のマイナスネジまわしを準備してください。
1. スイッチを動作させたい流量設定点までラインの流量を増やしてください。
2. 本体背面にある開ロ部にマイナスネジまわしを挿入し、中にあるポテンショ
メータ調整ネジの溝にネジまわしの先端を合わせてください。
3. LEDが点灯していない状態の時は、ネジまわしを反時計方向にゆっくり回し、LEDが点灯すると同時に止めてください。
4. LEDが点灯している状態の時は、ネジまわしを時計方向にゆっくり回し、LEDが消えるまで回してください。次に、LEDが点灯するまで反時計方向にゆっくり回し、点灯すると同時に止めてください。

1/2” ストレイン
リリーフ穴
LED

ケーブル

(リレー動作時に点灯。
フィールドにおける校正時に使用)

設定点
調整ネジ

部品番号選定表

本体材質、配管接続部のサイズ、入力電源より部品番号を選定してください。

低流量範囲*
0.38〜3.8

標準流量範囲1.9〜18.9

ポリプロピレン
1/2”

5.7〜45.4

15.1〜75.7

1/4”

0.38〜3.8

1.9〜18.9

1/2”

5.7〜45.4

15.1〜75.7

真鍮
3/4”

ステンレス・スチール（SS）̶

19.0〜113.51”

̶

30.3〜227.1

9/16”-18UNF

0.38〜3.8

1.9〜18.9

1/2”
3/4”
1”

5.7〜45.4̶̶

15.1〜75.7
19.0〜113.5
30.3〜227.1

部品番号

入力
電源

BSPポートNPT

24VDC

155425BSPP

155425

110VAC

155876BSPP

15587624VDC

155485BSPP

155485

110VAC

155886BSPP

15588624VDC

156265BSPP

156265

110VAC

156266BSPP

15626624VDC

156268BSPP

156268110VAC

156269BSPP

15626924VDC

180395BSPP

180395

110VAC

180396BSPP

18039624VDC

181688BSPP

181688115VAC181689BSPP

18168924VDC

ー165073**

110VACー165074**24VDC

165077BSPP

165077

110VAC

165078BSPP

16507824VDC

181691BSPP

181691115VAC

181692BSPP

18169224VDC

181693BSPP

181693

115VAC

181694BSPP

181694* 低流量アダプタが本体と同時に供給されます。詳細は3ページ目をご覧ください。
** ユニファイネジのみ。

高精度ローター

PPS合成。ローターの各々のブレード先端は磁気化。PTFEブッシング使用により長寿命化。

圧力損失−Typ
標準流量範囲129

特別な要求仕様に関して：

012 345101520流量 – GPM (=3.78L/min)25961/2˝ Ports

1/4˝ Ports30

飲料水用や耐薬品性強化など標準品以外のカスタマイズも承ります。
詳細は弊社までお問合せください。

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1.0

234510流量 – GPM (=3.78L/min)

1512
PSID (=6.9kPa)

大流量範囲

1/2˝ Ports

30

低流量
範囲

1/4˝Ports

6FLOW SENSORS – ELECTRONIC

1/4”

流量 (L/min)

PSID (=6.9kPa)

配管接続部
サイズ

PSID (=6.9kPa)

本体材質

93/4˝Ports

61.0˝ Ports

300

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

1020 30

60 70 80 90 100 110
流量 – GPM (=3.78L/min)

40 50

BU24_C_RFS_20200728

F-3

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

容易な取付けとメンテナンス

パネル取り付け

適切に取付けを行うことでローター式流量センサの性能は高まります。標準の配管据付工具を使用して取付けが可能です。本体を水平に配置することを推奨します。当流量センサは整流に対する流量モニタリングが本来の機能です。配管内で発生する乱流、脈動、連行空気等の流れなど異常な流体の動きに対してローターは反応します。

ポリプロピレン本体：
本体にある2個の取付穴に#8(φ3.5mm)タッピンネ
ジを使用してパネルマウントを行います。ANSITタイ
プ23タッピンネジを推奨します。但し、再取付が必要な場合は、標準機械ネジと交換可能です。

当センサの最適なパフォーマンスを得るためには、センサ内部で流体の出入ロが上部になるように本体を配置してください。配管接続部のどちら側も流体の流入口として使用可能です。流入側には最小200mmのストレート配管を確保してください。低流量範囲で使用する場合、流入側に“低流量アダプタ”を取付ける200mm必要があります。

真鍮、及びステンレス・スチール本体：
2個の取り付け穴を使ってパネルマウントを行います。#8-32UNC-2Bネジを推奨します。

200mm2.50˝ (63.5 mm)
2.50˝ (63.5 mm)

流入側

低流量アダプタ

流入側

低流量アダプタ

メンテナンスキット：ローター式流量センサ用接続部がNPTネジの場合、それに対応する配管もNPT適合ネジにより接続します。
リークが無い接続を確保するために適当なネジ・シール剤の使用が必要です。Pematex "No More Leaks"、又はテフロン・テープの二重巻きをシールのために推薦します。
ストレートネジ（BSPPタイプ）の場合はオーリングをシールとして使用します。

FLOW SENSORS – ELECTRONIC

流体の流入側に150ミクロンのフィルタの設置を推奨します。外部粒子が当流量センサに入ったときは、本体からレンズを取外して容易に除去が可能です。
レンズの取外し方としては、標準ソケット・レンチを用いてセンターリプを45度反時計方向に回転して引抜いてください。
レンズの再取付けする場合は、逆の方法をしてください。当センサを清掃、又はメンテナンスする時は、必ず事前にシステム内の圧力を解放してください。

低流量アプリケーション

以下のキット部品の何れかを交換する場合の所要時間は取付け後、約5分で再組立が可能です。
• セラミック・ローターピン• 6極マグネットローター、及びPPS/PTFEブッシング• ブナN、又はVitonオーリング
2.50˝ (63.5 mm)• ポリスルホン製レンズ
センサ本体 2.50˝ (63.5 mm)
部品番号
キット内部品の配管
本体
オーリングの材質 RFA/RFO/
RFI
サイズ
材質
RFS
1/4˝ & 1/2˝

当シリーズの全ての部品番号に1個の低流量アタプタ標準で供給されます。
このアダフタは低流量時により正確なレスポンスを得るために使用します。上図のようにアダプタを流入側ポートに取付けます。

ユーザの用途に合わせてローター式流量センサ
オーリング材質：(RFA/RFO/RFS/RFI)のカスタマイズ
ブナＮ、Viton、EPDM、
Gems SensorsとフォーティブＩＣＧジャパン㈱では量産向け装置のOEM採用には当カタログに掲載されたオプション以外のカスタマイズを承っています。
耐薬品性の強化、高温対応、高圧使用や電気的端末など柔軟に対応します。

シリコン、その他

3/4˝ & 1˝

ポリプロピレン

ブナＮ

155870155872真鍮 又は SS

Viton®

167364

166267真鍮 又は SS

Viton

182695

157187®

2.50˝ (63.5 mm)
パネルマウント
2.50˝ (63.5 mm)
取付け穴

RFOシリーズ

ローター材質：
PPS樹脂&テフロン、ナイロン製ブッシング

その他のOEM対応例：• 別の出力形態の組合せ：スイッチ、パルス、アナログ出力など• 標準樹脂製レンズ以外のメタル製プレート（右下図はステンレス・スチール製）
ローターピン材質：
長寿命セラミック

本体材質：
加水分解的に安定なポリプロピレン、ステンレス・スチール又は真鍮

レンズ材質：
ポリスルホン、ステンレス・スチール又はポリプロピレン

F-8

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

BU24_C_RFS_20200728