ER815 Configurator V1
ユーザマニュアル
Version 1.0 March 2014

Page 1

ER815 Configurator マニュアル EDID-00xxx-MADはじめに ............................................................................................................................ 3
ソフトウェアのインストール ..................................................................................................... 3
ER815 Configurator の操作法 ............................................................................................... 3
ER815 及び ER825 のコンフィギュレーション ........................................................................ 4
ER815 作動パラメータ ......................................................................................................... 4
メニューの項目: ............................................................................................................... 4チャンネル設定パネル...................................................................................................... 4
シリアルコミュニケーションパネル ........................................................................................ 5

ΔK モニターパネル ......................................................................................................... 5

Page 2

ER815 Configurator マニュアル EDID-00xxx-MAD

はじめに
このマニュアルでは ER815 Configurator ユーティリティの操作と機能について説明します。 ER815 C4D 検出器を単体で使う場合は、このソフトウェアから測定条件の設定を行います。同時に、ER815 ユーザマニュアルに記載されているようにシリアルコマンドを使って直接設定することも可能です。

ソフトウェアのインストールハードウェアを接続する前に、ER815 Configurator ソフトウェアをインストールしてください。これによって必要なドライバーが全てインストールされますので、必ずこの手順に従ってください。
このアプリケーションソフトウェアは付属のインストール用 USB メモリーチップに入っています。またウェブサイト
http://www.edaq.com/software-downloads. からもダウンロードできます。画面に表示する操作手順に従ってください。ソフトウェアが正しくインンストールされると、下のアイコンが画面に表示されます。

ER815 Configurator の操作法
ER815 Configurator を使えば、ER815 検出器の測定パラメータを設定したりチェックが簡単です。
さらにシグナルのシンプルなディスプレイ画面とコマンドリストが付いていますので、稼働状況をモニタできます。
ER815 検出器とそれに接続するヘッドステージ、測定に用いるバッファーを充填したキャピラリーチューブを準備します。電源を入れて 20 分ほどランニングさせ、装置全体の温度が一定になるまで待ちます。これで温度変化によるバッファーの電導度の変動から起こるベースラインのドリフトを最小限に抑えることができます。
静止状態から装置を立ち上げる場合には、温度が平衡になるまでのランニングタイムを必ず取ってください。
適切な設定パラメータ領域を把握するには、C4D Profiler アプリケーションを使ってください－C4D Profiler ユー
ザマニュアルを参照してください。注： 基本的に類似する測定成果が得られる設定パラメータの範囲があります。

適正な測定パラメータの範囲

注: C4D Profiler と ER815 Configurator とは両方同じハードウェアを使いますが、同時には使用できません。
何れか一方のソフトウェアを使ってください。また必ず C4D Profiler ソフトウェアを閉じてから、ER815 Configuratorを使ってください。

Page 3

ER815 Configurator マニュアル EDID-00xxx-MAD

ER815 及び ER825 のコンフィギュレーション
ER815 検出器は ER825 マルチチャンネル検出器の姉妹品です。ER815 には 1 つの EA025 ヘッドステージモジュールしか使いませんが、 ポジションアレーでは 7 及び 8 に割り当てられています。ただ ER815 Configurator 画
面には、Channel 1 として認識させています。

ER815 設定パラメータ
下がソフトウェアのメイン画面です：
メニューの項目チャンネル設定パネル

開始/停止ボタン

ΔK モニター画面
シリアルコミュニケー
ションパネル

メニューの項目:
File:
Open – 保存してあるコンフィギュレーションのフォルダーを開く
Save –コンフィギュレーションを保存
Help:
ソフトウェアの更新オプション
更新のチェック
About…

Frequency:
xxxx.xx プレセットの励起周波数範囲をドロップダウンメニューから選択し、さらに任意の周波数を 2kHz ～2000kHz の範囲で xxxx.xx 形式で入力できます。 注：周波数の選択は Apply to All 、または Apply ボタンがアクティブの時のみ有効です。
Apply to all:
このボタンをクリックすると、接続した全ての EA025 ヘッドステージモジュールの入力に選択した励起周波数がかかります－ER815 には一つの EA025 ヘッドステージモジュールしか接続できません。
Frequency currently at xxxx.xx kHz.
このメッセージで現在かかっている 励起周波数が確認できます。

チャンネル設定パネル
Device state:
現在の設定されているパラメータ。注 ：この設定値は Apply ボタンをクリックすると更新します。
Amplitude(%):
5 ～ 100% の範囲から 5% 刻みで設定するか、1% ～ 100% の数値を直接入力します。
Offset (%):
現在のオフセット値、またはゼロ処理した後のオフセット値を表示します。任意の数値を入力し、オフセット値を変更できます。
Page 4

ER815 Configurator マニュアル EDID-00xxx-MAD

High Gain (GH):この GH ヘッドステージゲインを選択すると、ゲインが５倍になります。

Range:
内部アンプの増幅レンジの設定、 10V = x1、1Volt = x10、100mV = x100 (ゲイン x1000 も設定可能ですが実用的ではありません)。
Filter:フィルターの設定、10KHz (フィルター処理しない) 、10Hz、及び 1Hz
Apply and Zero
このボタンをクリックすると設定パラメータが導入され、次いでゼロ処理されます。2.5V 以上の限度を超えるシグナルはゼロ処理されません。オフセットにゼロを入力しても同様にゼロ処理されます。
Apply
このボタンをクリックすると設定パラメータが導入されますが、ゼロ処理はされません。

シリアルコミュニケーションパネル
このパネルに作動パラメータを設定するのに実行したシリアルコミュニケーションのログが記録されます。

Clear: ログを消去
Auto scroll:シリアルログのスクロール

ΔK モニターパネル
このウィンドウに現行のΔK シグナルの波形がディスプレイされます。

Run/Stop button:
シグナルをオートレンジでスクロール表示、または停止
Channel selector:
ER815 では常に 1 に設定されています。ER825 では 1～8 を選択できます。
Time axis:

時間軸の拡張/短縮

Page 5

ER815 Configurator マニュアル EDID-00xxx-MAD