EPU356 ⇕㟁ᑐ ᗘ USB isoPod● ソフトウェアで制御● Pod-Vu 専用ソフトウェアでプラグ&プレー● 殆どの熱電対タイプに対応● 国際温度目盛(ITS-90)で較正
● 電気アイソレーション式でノイズや干渉を解消

出荷時のこの較正操作によって、熱電対センサーの温度精度は保証されています。

《概要》
電気アイソレーション式、USB接続の小型シ測定器です。
熱電対温度センサーを使って温度測定を行います。
直接コンピュータのUSBに接続できます。

《対応する熱電対タイプ》
ࡇࡢ⇕㟁ᑐ ᗘLVR3RGࡣṤ࡝ࡢ⇕㟁ᑐࢱ࢖ࣉ %ࠊ(ࠊ-ࠊ.ࠊ5ࠊ6ࠊཬࡧ7 ࡢྛ ᗘࢭࣥࢧ࣮࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࠉ
● ET405 K タイプの熱電対温度センサ࣮

7ࢱ࢖ࣉࡢ⇕㟁ᑐ
精度 ±0.1℃ )● HT-1ᗘࢭࣥࢧ࣮ ( 0〜50 ℃でこの装置は±20mVの高感度ボルトメータとしても機能します。

Pod-Vu ソフトウェア
eDAQ Pod-Vu ソフトウェアのデモンストレーションバージ
ョンがisoPodインストラーUSBスティックの中に入っています。Pod-Vu を購入するとライセンスコードが提供され、Pod-Vu の全ての機能を使うことができるようになります。
Pod-Vu は自動的にバーチャルシリアルポートを構築し、接続した全てのUSB isoPodのロケーションを割当てます。操作の詳細はマニュアルを参照ください。Pod-Vu は最大８台のisoPod に対応し、使用するセンサーの校正、データの収録、グラフィック表示をリアルタイムで実行します。

《仕様》
熱電対タイプ：%(-.1567ࠊཬࡧUDZP9ධຊࢥࢿࢡࢱ࣮㸸ᑠᆺ⇕㟁ᑐࢯࢣࢵࢺ 㖡ධຊ࢖ࣥࣆ࣮ࢲࣥࢫ㸸> 20 MΩ (差動l)> 10 GΩ (ࢥ࣮ࣔࣥࣔࢻ)• Connect™, www.labtronics.com/DI/RS232̲Software.htm

ධຊࣞࣥࢪ㸸

±20 mV• WinWedge®, www.taltech.com/products/winwedge.html

෭᥋Ⅼ⿵ൾ㸸

室温 0 ‒ 40℃で ±0.1℃以上• Tera Term, http://logmett.com/

DCドリフト：< 0.1 µV/°C• Pod-Vu, http://www.edaq.com/

ࢤ࢖ࣥ⢭ᗘ㸸

< 0.05%ࢮࣟㄗᕪ㸸< 5µ VICMRR:> 140 dB

《用途》

温度校正：

国際温度目盛 (ITS-90) に準拠

isoPod は多くの実験室で、学生実習や研究目的などに幅広く使われています。特に、融点、沸点の測定などの熱化学実験や、熱量測定の実習実験の教材などに便利です。
高温測定には B、R、Sタイプの熱電対センサーが適しています。また、生体の体温などをモニターするには精度の高いTタイプの熱電対センサーがお勧めです。

࿘Ἴᩘ≉ᛶ (@ 100Hz)：ᛂ⟅࡛㹼PVࢭࣥࢧ࣮ࡢࢧ࢖ࢬ࡛ᛂ⟅᫬㛫ࡀไ㝈ࡉࢀࡿቑᖜࣀ࢖ࢬ㸸

< 0.2 µV rms (0 ‒ 10 Hz)

絶縁：> 250 V rms

出力データ：ASCII 又は 32 bit bInary EEE 浮動少数点

出力レート：〜100 /s《キャリブレーション》

電源：

USB 接続 < 50 mAᗘࣉ࣮ࣟࣈ࠿ࡽࡢ⏕ࢩࢢࢼࣝࡣ෭᥋Ⅼ⿵ṇࡉࢀࠊᅜ㝿ᗘ┠┒࡟ᇶ࡙ࡁᰯṇࡉࢀࡲࡍࠋヲ⣽ࡣୗグ1,67,76ࠉࢧ࣮ࣔ࢝ࢵࣉࣝࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡼࡾ࢔ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡲࡍ㸸ࢧ࢖ࢬ O [Z [K 

108 x 58 x 35 mm

㔜ࡉ㸸

〜200 gUSB 対応のWindows XP 以降のコンピュータに接続しシリアル対応(RS232)のソフトウェア、又は専用ソフトウェ
アPod-Vuを使って測定します。
シリアル対応ソフト:

または、LabViewやVisual Basic、C++などでを使って独自のプログラム を作成します。

H'$4♫ࡣࠊୖグ௙ᵝࢆண࿌࡞ࡃኚ᭦ࡍࡿᶒ฼ࢆ␃ಖࡋࡲࡍࠋ• http://srdata.nist.gov/its90/main/ಖドᮇ㛫H'$4♫ࡢࣁ࣮ࢻ࢙࢘࢔ࡣ㸯ᖺ㛫ࡢရ㉁ಖドࡀ௜࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ

www.eDAQ.jp
E-mail: info@edaq.jp
e-corder ® ࡜LVR3RGτࡣH'$4♫ࡢⓏ㘓ၟᶆ࡛ࡍࠋࡑࢀ௨እࡣࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢᡤ᭷⪅ࡢၟᶆ࡛ࡍࠋ

ࣂ࢖࢜ࣜࢧ࣮ࢳࢭࣥࢱ࣮ᰴᘧ఍♫ࠉH'$4஦ᴗ㒊
PT8/11ࠛࠉྡྂᒇᕷᮾ༊Ἠࠉ7HOシリアルコミュニケーション
USB isoPodは USB 端子に対応し、Windows、Mac OSX、及びLinux コン
ピュータのバーチャルシリアルポートとして機能します。Windows XP以降のコンピュータ用のUSBドライバー付いています。
それ以外のドライバーは、下記からダウンロードできます。

EPU356 > sample ascii <freq> [N]EPU356 > sample binary <freq> [N]
測定周波数 <freq> を1〜100Hzの整数で設定。読取り値はASCII か
32 bit binary、IEEE動小数点データで返す。[N]に任意の整数を設定し、それをサンプル数として返す。！でこのモードは終了。<freq> を文字＃にすると、サンプル値を毎回＃で送る。

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
isoPodをシリアル(RS232)ディバイスとして扱いますので、通信用のソフトウェアをLabView、C++ 、Visual Basicなどを使って作成し制御します。
まず、シリアルポートの番号を開設します。Windows コンピュータのシリアル番号１と２は、マザーボード用に割り当てられています。従ってisoPod には通常シリアルポート３(COM3)かそれ以上を割り当てます。
このバーチャルシリアルポートのコンフィグレーションを115200 baud、8 bits、1 stopbit、no parity とし、ﬂow control は NONE とします。
正しくコンフィグレートされるとコマンドプロンプト EPU356> が表示し、し、新規コマンドを送信できます。

EPU356 > interval ascii <time> [N]EPU356 > interval binary <time> [N
毎秒 <time> でサンプルを返す。任意の整数を [N] に設定し、その数をサンプル数として返す。！でこのモードは終了。
EPU356> version
ファームウェアのバージョンを返す。
EPU356> prompt off
EPU356 > をプロンプトを終了。
prompt on
プロンプトに戻す。

双方向通信
端末エルミネーションソフト(例えば Tera Term)を使えば、手入力でisoPod と双方向通信ができます：
1. http://logmett.com から Tera Term のインストラーをダウンロード。
2. 不必要なものをインストールさせないために ʻCompact Installationʼ
オプションを選んで Tera Term をインストール。
3. isoPodを接続し、USBドライバーが必要なら isoPod インストラー
USBスティックをコンピュータに挿入。
4. Windows のデバイスマネージャー を開き、isoPodとそれに対応する COM ポートを ʻPorts (COM & LPT)ʼ のリストから見つけてください。どの COM ポートが対応してるかは判りませんが、COM３ 以上のポートです。
5. Tera Termソフトウェアを立ち上げ、SetupメニューのSerial port...
を選び 上記のシリアルポートを指定します。OKをクリックし Tera
Term 主画面に戻しリターンキーで PU356 > プロンプトを呼出します。
双方向通信が構築できたらシリアル通信が確保されますので、ソフトウェアを書き込む操作に進みます。

シリアルプロトコル
EPU356> help
EPU356> ?
コマンドリストを返す。
EPU356> set mode <TC>
使用する熱電対センサーのタイプ, <TC>= B, E, J, K, N, R, S, T を設定。
氷点補正、 ITS-90 に基づき温度センサーを較正し温度出力の補正を行います。 これで通常、以後のセンサーの較正は必要ありません。
各タイプの熱電対センサーのスペック通りの精度が保証されます。
<TC>=mVとすると、生電圧をmVで出力します(氷点非補正)。
<TC>=ipc では、 isoPodの内部温度(氷点補正に使用)を出力します。

EPU356> get mode
isoPodのモード設定を返す。
EPU358> set dp<n><n> に小数点以下の表示桁数 0〜3を設定。
<n>=auto にすると熱電対のタイプに対応した初期値が自動選択されます。
確認ストリングを返す。
EPU358> get dp
小数点桁数設定を返す。
EPU356> r
シングル測定値を返す。
EPU356> v
シングル値を返す。値は数値だけで、単位などの文字列は除外。

保証期間： eDAQ 社のハードウェアは1年間保証です。

www.eDAQ .jp
E-mail: info@edaq.jp
PowerChrom & e-corder は eDAQ 社の登録商標です。
それ以外は、それぞれの所有者の商標です。

スタートの方法
上記のプロトコルに従って独自のソフトウェアを作成する場足は、Ters
Term のような端末エルミネーションソフトを使って各コマンドを手入力で isoPod に送ることから始めましょう。期待通りの応答が得られ、プロトコルが変更されても対応できる筈です。