Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです;AD6IINE:

フロート式液面レベルスイッチ：
マルチポイント・カスタマイズ

簡単カスタマイズ
オンライン、又は所定フォーマットで！

LS-800PVCシリーズ - 大型、プラスチック製、ローコストタイプ

 NSF認証済の総PVC製接液面部品
 動作レベル点数：1〜6個

A:K:AHL>I8=:HÄBJAI>ED>CI

 軸全長（取付部底面から下=L0）：最長1,524mm
LS-800PVCシリーズの液面レベルスイッチは総PVC製のローコスト製品ながら、腐食性液体でも信頼性の高い検出が可能です。NSF認
証済みの接液面部品は飲用水用途に最適です。

1. 取付部のタイプ
タイプ11/2" NPT

タイプ3
2" NPT

タイプ43"(76.2mm), 150#フランジ
1/2" NPT

材質：取付部と接液部

1/2" NPT

PVC

使用温度

-17.8°
C〜51.7°C

圧力定格（MPa、最大）0.1MPa（21℃の時）

最大軸全長（L0）1524 mm

取付け位置

垂直から±30°までの傾き以内

2. フロートタイプ
材質：フロートブナN

PVC*

1-3/4˝(44.4 mm)

1-13/16˝(46.0 mm)

寸法：フロート

1-1/2˝ DIA.
(38.1 mm)

1-11/64˝ DIA.
(29.7 mm)

フロート部品番号

16306

142251

最低比重0.85

0.80* 飲用水の場合にこちらを選んでください。

フォーティブICGジャパン株式会社

商品情報 https://www.fortive-icg.jp/

お問合せ 0120‐083‐081

7"&-

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

LS-800PVCシリーズ – 続き
3. 動作レベルの数と電気的仕様同じタイプのフロートを全ての動作レベル用に使用します。設定可能な動作レベルの数は選択した配線グループのタイプによって変わります。詳しくは以下を参照してください。
配線の色コード
配線グループI：1〜7個
SPDTスイッチ20VA

SPSTスイッチ

配線グループII：1〜4個

A:K:AHL>I8=:HÄBJAI>ED>CI

配線グループIII：1〜3個

配線 グループI

配線グループIV：1〜2個

コモン
配線

接点（N.O.、又はN.C.）

グループII

グループIII

グループIVなし

黒なし

黒コモン
N.O.／N.C. スイッチ N.O.／N.C.

SPST：20VA、又は100VA
SPDT：20VA

N.O.

N.C.

コモン
スイッチ

N.O.

N.C

L1

赤赤

赤

赤白／赤赤白／赤白／黒／赤

リード線：22 AWG、長さ600mm、PVC

L2

黄黄黄

黄白／黄黄白／黄白／黒／黄

基本配線図
わかりやすくするために、下図では動作レベルを2個のみにしています。

L3

青青青青白／青L4

茶茶茶L5

オレンジ

配線グループI 配線グループIISPST
SPSTL6グレーL7

白配線グループIII
SPDT配線グループIV
SPDT

注：詳細は別途、お問合せ下さい。

4. 動作レベルの寸法
動作レベル* - Typ

L7

スイッチの動作レベルは次の指針に沿って決まります。
A = 最上部動作レベルから少なくとも38.1 mm以上確保。
B = 最下部動作レベルから少なくとも50.8 mm以上確保。
C = 動作レベル間の距離を76.2 mm以上確保。

L6
A

L5

注：
1. 動作レベルの校正は特に指定がない限り、水を校正用液体として水位を下げながら実施。
2. 寸法AとBは上部の取付部を基準にしています。
3. フロートストップは設定位置で固定。
4. 動作レベルの許容誤差は±3.2 mmです。
5. 寸法は液体の比重を1.0とした場合の数値。

L4

L3L0（軸全長）**L2C

B
L1は取付部プラグ、フランジの内側* 動作レベルの距離とL（全長）0面を基準に計測。
** 軸全長 (LO) = L1 +寸法B。最大軸全長については取付部を考慮して下さい。

7"&.

フォーティブICGジャパン株式会社

商品情報 https://www.fortive-icg.jp/

お問合せ 0120‐083‐081

 プロダクト・チェックリスト:06-6386-5022□見積依頼

お名前 _________________________________________□注文 注文書番号

御社名 _________________________________________
郵便番号 _________________________________________________________________

お問合せ下さい！

住所 ___________________________________________

必要数量__________________

必要な情報をこのフォームを記入して下さい。

電話番号 ( _____ ) _______________________________
ファックス ( _____ ) _______________________________

LS/LSP/TM-800シリーズ - 大型、プラスチック製、腐食性液体用
使用環境条件Gems Sensorsのセンサが正確、正常な動作をするために下記の情報が必要になります。
OEM採用の場合は以下のオプション以外にもカスタマイズを承ります。別途、弊社にお問合せ下さい
1. 使用液体： __________________________________________

5. 粘度： ___________________ SSU

2. 使用圧：最小 ______________MPa 最大 ____________MPa

6. タンク材質： __________________________________________

3. 温度：最低 _________________ ℃ 最高 _____________ ℃

タンク深さ： __________________________________________

4. 比重：最低 ___________________

最大 _______________

1. シリーズ（ページ番号）□LS-800PVC（B-14） □LSP-800（B-16） □LS-800（B-18）

7. ユニット設置位置： □タンク上

7. スイッチ動作レベル
A.
動作レベル

□LS-800-Adjustable（B-19）□TM-800（B-18 サーミスタ付き*）□TH-800（B-18 サーモスタット付き*）
取付部のタイプと材質については各製品のページを参照してください。

動作レベルまでの距離*□インチ □ミリ□タンク底

SPSTスイッチの動作**（印を付ける）
N.O.

N.C.

L6
L5

CUSTOM LENGTH FLOAT TYPE LEVEL SWITCHES

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

L4*詳しくは詳細へ弊社までお問合せ下さい。

L3

2. 取付部のタイプ

L2

□タイプA

□タイプB

□タイプC

□タイプ1

□タイプ2

□タイプ3

□タイプ4

□タイプ5

L1***
* 取付部のプラグ、又はフランジ内側面からの距離を測定。
** スイッチの位置は液体のない（タンクが空）時が「通常」。
***L1は、取付部が「上」の時はいちばん低い位置の動作レベルまでの距
離、取付部が「下」の時はいちばん高い位置の動作レベルまでの距離。
注）
フロートストップは標準です。仕様詳細はお問合せ下さい。

3. 取付部と軸の材質（選択できる場合）□真鍮□ポリプロピレン□PVC□PVDF□316ステンレス・スチール□カーボンスチール（フランジのみ、ステンレス・スチール製軸）4. 取り付け位置

B. 軸全長 _________________ □インチ □ミリ（軸全長が1828mmを超える場合は支持部部品をユーザ側で用意することを推奨します。
）

8. リード線の長さ□12"(304.8mm）□24"(609.6mm)□その他:_____________ mm□タンク最上部 □タンク底部

オプション：

5. フロートの部品番号□温度スイッチ設定（℃）：□37.8□51.7 □65.5
□79.4
□93.3
温度が上昇するとスイッチは □開く□閉じる□液はねよけ □316ステンレス・スチール（316 SS製ユニットのみ）□真鍮（真鍮製ユニットのみ）指定された各動作レベルには同じフロートを使用します。

6. スイッチのタイプと定格
A. □グループI □グループII□グループIII* □グループIV*

B. □SPST□SPDT*C. □ 20 VA□100 VA（SPSTのみ）
マイコン／PLCなどの入力信号に使いますか？：□はい □いいえ

接続箱の電気的接続□防爆仕様タイプ（FM/CSA）*□NEMA 4タイプ
□プラスチックABSタイプ*ステンレス・スチール製フロートが必要。

Gems Sensors & Controls
One Cowles Road
Plainville, CT
06062-1198* TM-800シリーズでは使用できません。.

Sensors & Controls

フォーティブICGジャパン株式会社

商品情報 https://www.fortive-icg.jp/

お問合せ 0120‐083‐081

tel
860.747.3000
fax
860.747.4244
www.gemssensors.com''