KBS
Konformitätsbewertungsstelle

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Nationales Metrologieinstitut

Seite 2 der Baumusterprüfbescheinigung DE-16-M-PTB-0003, Revision 4

vom 17.09.2024

Page 2 of the Type-examination Certificate DE-16-M-PTB-0003, Revision 4

Note:

dated 17.09.2024

This certificate is written in German. In case of any conflict between the German language version and theEnglish translation of it, the German version shall prevail.

Zertifikatsgeschichte
History of the Certificate

Zertifikats-Ausgabe

Gesch.-Z.

DatumÄnderungenIssue of the Certificate

Reference No.

Date

Modifications

DE-16-M-PTB-0003

PTB-1.634079415
PTB-1.634079421

06.04.2016

Erstbescheinigung

12.08.2016

Revision 1
Zusätzliches Mikrofon

DE-16-M-PTB-0003,
Revision 1

Initial certificate

Additional microphone

Messung mit aufgesetzten Mikrofonen undReflexionsschutz
Measurement with directly mounted microphones
and reflection shield (Shroud)

Normen DIN EN 61672-1:2014-07 und DIN
EN 61260-1:2014-10
Standards DIN EN 61672-1:2014-07 and DIN EN
61260-1:2014-10

DE-16-M-PTB-0003
Revision 2

PTB-1.634093096

03.09.2019

Revision 2
Zusätzlicher Wetterschutz WP30
(mit und ohne Trockenadapter MTG TA202 /Gehäuseverlängerung WP30-X,
Windschirm WS30, 90 mm)
Additional weather protection WP30
(with and without dry adaptor MTG TA202 / bodyextension WP30-X, windshield WS30, 90 mm)

Zusätzlicher Windschirm 90 mm
Additional windshield 90 mm

DE-16-M-PTB-0003,
Revision 3

PTB-1.634107749

17.06.2022

Software-Version V4.21
Revision 3
Zusätzlicher Vorverstärker MA230
Neue Hardwareversion E1
Neue Software-Version V4.71
Zusätzliche Kalibratoren
Additional preamplifier MA230
New hardware version E1
New software version V4.71
Additional calibrators

DE-16-M-PTB-0003,
Revision 4

PTB-1.634120370

17.09.2024

Revision 4
Zusätzlicher Wetterschutz WP40-90 (mit undohne Trockenadapter MTG TA202 / Gehäuseverlängerung WP40-X, mit Windschutz 90
mm)
Additional weather protection WP40
(with and without dry adaptor MTG TA202 / bodyextension WP40-X, with windshield 90 mm)

WP-ASD Kabel
WP-ASD Cable

Software-Version V4.93

KBS
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Nationales Metrologieinstitut

Konformitätsbewertungsstelle

Seite 3 der Baumusterprüfbescheinigung DE-16-M-PTB-0003, Revision 4
Page 3 of the Type-examination Certificate DE-16-M-PTB-0003, Revision 4

vom 17.09.2024
dated 10.09.2024

Diese Revision 4 ersetzt die Revision 3 der Bescheinigung Nr. DE-16-M-PTB-0003 vom
17.06.2022, Geschäftszeichen PTB-1.63-4107749.
This Revision 4 replaces Revision 3 to Certificate No. DE-16-M-PTB-0003 dated 17.06.2022, Reference No. PTB-1.634107749.

Vorbemerkungen
Preliminary remarks

Für die in dieser Bescheinigung genannten Geräte gelten die folgenden wesentlichen Anforderungen gemäß
For the instruments mentioned in this Certificate, the following essential requirements apply in accordance with

§ 6 des Mess- und Eichgesetzes vom 25.07.2013 (BGBl. I S. 2722), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 11.04.2016 (BGBl. I S. 718)
in Verbindung mit§ 7 der Mess- und Eichverordnung vom 11.12.2014 (BGBl. I S. 2010), zuletzt geändert durch
Artikel 3 der Verordnung vom 30.04.2019 (BGBl. I S. 579).
Section 6 of the Measures and Verification Act of 25.07.2013 (Federal Law Gazette – BGBl. I p. 2722), last
amended by article 1 of the Act of 11.04.2016 (BGBl. I p. 718), in connection with Section 7 of the Measures andVerification Ordinance of 11.12.2014 (Federal Law Gazette – BGBl. I, p. 2010), last amended by article 3 of the Ordinance of 30.04.2019 (BGBl. I p. 579).

Für die Geräte werden zusätzlich folgende technische Spezifikationen angewendet:
For the instruments, the following technical specifications will be applied additionally:DIN EN 61672-1:2003-10, DIN EN 61672-1:2014-07: Elektroakustik – Schallpegelmesser –Teil 1: Anforderungen
DIN 45657:2014-07: Schallpegelmesser - Zusatzanforderungen für besondere Messaufgaben
DIN EN 61260:2003-03, DIN EN 61260-1:2014-10: Bandfilter für Oktaven und Bruchteile vonOktavenWelmec 7.2 „Softwareleitfaden“ (5/2011)

Ergebnis der Prüfung:
Der nachfolgend beschriebene technische Entwurf des Messgeräts entspricht den o. g. wesentlichen Anforderungen. Mit dieser Bescheinigung ist die Berechtigung verbunden, die in Übereinstimmung mit dieser Bescheinigung gefertigten Geräte mit der Nummer dieser Bescheinigung zu
versehen.
Conclusions of the examination: The measuring instrument's technical design which is described below complies withthe above-mentioned essential requirements. With this Certificate, permission is given to attach the number of this Certificate to the instruments that have been manufactured in compliance with this Certificate.

Die Geräte müssen folgenden Festlegungen entsprechen:
The instruments must meet the following provisions:1

Bauartbeschreibung
Design of the instrument

Schallpegelmesser (Klasse 1) der Bauart NTi Audio XL2-TA

KBS
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Nationales Metrologieinstitut

Konformitätsbewertungsstelle

Seite 4 der Baumusterprüfbescheinigung DE-16-M-PTB-0003, Revision 4
Page 4 of the Type-examination Certificate DE-16-M-PTB-0003, Revision 4

bestehend aus:
Hauptgerät:
Schallpegelmesser NTi Audio XL2-TA Audio- und Akustik-Analysator
Hardware-Version: D2, E0 oder E1
Firmware-Version: V3.11, V4.21 oder V4.71 oder V4.93
Integrale Komponenten:◦ Abgesetztes Mikrofon:▪ M2230bestehend aus:
▫ Mikrofonkapsel MC230 oder MC230A▫ Mikrofonvorverstärker MA220
oder M2340
bestehend aus:
▫ Mikrofonkapsel MC230 oder MC230A▫ Mikrofonvorverstärker MA230▪ Mikrofonkabel ASD, 5 Meter, 10 Meter oder 20 Meter▪ Mikrofonkabel WP-ASD, 5 Meter, 10 Meter oder 20 Meteroder◦ Aufgesetztes Mikrofon:▪ M2230bestehend aus:
▫ Mikrofonkapsel MC230 oder MC230A▫ Mikrofonvorverstärker MA220
oder M2340
bestehend aus:
▫ Mikrofonkapsel MC230 oder MC230A▫ Mikrofonvorverstärker MA230▪ Reflexionsschutz MXA01

Optionale Komponenten:
Mikrofonwindschirm NTi Audio, schwarz, kugelförmig, Durchmesser 50 mm
Mikrofonwindschirm NTi Audio, schwarz, kugelförmig, Durchmesser 90 mm
Netzteil NTi Audio Exel Line
Mikrofonklemme MH01
Erweitertes Akustikpaket, als “Extend. Acoustic” im XL2-TA bezeichnet
Eingabe-Pad (Beschwerdeführer-Taste)

vom 17.09.2024
dated 10.09.2024

KBS
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Nationales Metrologieinstitut

Seite 5 der Baumusterprüfbescheinigung DE-16-M-PTB-0003, Revision 4

Konformitätsbewertungsstellevom 17.09.2024

Page 5 of the Type-examination Certificate DE-16-M-PTB-0003, Revision 4

dated 10.09.2024

als Option für abgesetztes Mikrofon:◦ Wetterschutz WP30
bestehend aus:
▪ Windschirm WS30, Durchmesser 90 mm▪ Vogelschutz-Spitze BS01
▪ mit oder ohne Trockenadapter MTG TA202 und Gehäuseverlängerung WP30-X▪ nur in Verbindung mit Software Version V4.21 oder V4.71 oder V4.93◦ Wetterschutz WP40-90
bestehend aus:
▪ Windschutz Durchmesser 90 mm mit eingebauten Wasserschutzgitter▪ Vogelschutz-Spitze BS03
▪ mit oder ohne Trockenadapter MTG TA202 und Gehäuseverlängerung WP40-X▪ nur in Verbindung mit Software Version V4.93
Teilgerät:
Schallkalibrator der Bauart Larson Davis CAL200, Brüel & Kjær (B&K) 4231, Norsonic
Nor1251, Norsonic Nor1256 oder Microtech Gefell 4010 (Akustischer Abgleich/Justierung)
Zusatzeinrichtungen:
Ersatzkapazität NTi-K65-15

1.1

AufbauConstruction

Die Bauart besteht aus dem Hauptgerät NTi Audio XL2-TA und weiteren Komponenten, die integraler Bestandteil des Schallpegelmessgerätes sind. Dazu zählen insbesondere das Mikrofonkabel
ASD (5 Meter, 10 Meter oder 20 Meter) oder das Mikrofonkabel WP-ASD (5 Meter, 10 Meter oder
20 Meter) und das abgesetzte Mikrofon M2230, bestehend aus dem Vorverstärker MA220 und derMikrofonkapsel MC230 oder MC230A, oder M2340, bestehend aus dem Vorverstärker MA230 und
der Mikrofonkapsel MC230 oder MC230A. Alternativ können die Mikrofone auch zusammen mit
dem Reflexionsschutz MXA01 direkt auf das Hauptgerät gesetzt werden. Optional kann das NTi
Audio Netzteil Exel Line, der Mikrofonwindschirm NTi Audio (50 mm), der Mikrofonwindschirm NTi
Audio (90 mm), das Eingabepad (Beschwerdeführer-Taste) und die Mikrofonklemme MH01 verwendet werden. Ebenfalls optional kann der Wetterschutz WP30 mit oder ohne Trockenadapter
MTG TA202 und Gehäuseverlängerung WP30-X, mit dem Windschirm WS30, Durchmesser 90
mm, mit der Vogelschutz-Spitze BS01, sowie ausschließlich in Verbindung mit der Software-Version 4.21 oder V4.71 oder V4.93 verwendet werden. Ebenfalls optional kann der Wetterschutz
WP40 mit oder ohne Trockenadapter MTG TA202 und Gehäuseverlängerung WP40-X, mit dem
Windschutz Durchmesser 90 mm mit eingebauten Wasserschutz, mit der Vogelschutz-Spitze
BS03, sowie ausschließlich in Verbindung mit der Software-Version V4.93 verwendet werden.
Die Bauart erfüllt die Anforderungen der Genauigkeitsklasse 1.
Ein Schallkalibrator der Bauart Larson Davis CAL200, Brüel & Kjær (B&K) 4231, Norsonic Nor1251,
Norsonic Nor1256 oder Microtech Gefell 4010 ist als Teilgerät dem Hauptgerät zugeordnet.

KBS
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Nationales Metrologieinstitut

Seite 6 der Baumusterprüfbescheinigung DE-16-M-PTB-0003, Revision 4
Page 6 of the Type-examination Certificate DE-16-M-PTB-0003, Revision 4

1.2

Konformitätsbewertungsstellevom 17.09.2024
dated 10.09.2024

Messwertaufnehmer
SensorAls Messwertaufnehmer fungiert die Kombination aus einer Mikrofonkapsel und einem Mikrofonvorverstärker.

1.3

Messwertverarbeitung
Measurement value processing- Hardware
Die Messwertverarbeitung wird im Hauptgerät durchgeführt. Bestandteil der Baumusterprüfung ist
die Hardware der Versionen D2, E0 oder E1.
- Software
Für die Bauart ist die Schallpegelmesser-Firmware V3.11, V4.21 oder V4.71 oder V4.93 Bestandteil der Baumusterprüfung.

1.4

Messwertanzeige
Indication of the measurement results

Die Anzeige des Messergebnisses erfolgt als Sichtanzeige auf dem Display des Hauptgerätes.

1.5

Optionale Einrichtungen und Funktionen
Optional equipment and functions

Optionale Einrichtungen sind in der Bauartbeschreibung in Abschnitt 1 gekennzeichnet. Nähere
Informationen sind in den technischen Unterlagen, wie unter Abschnitt 1.6 aufgeführt, beschrieben.

1.6Technische Unterlagen
Technical documents

Die zu diesem Zertifikat gehörenden technischen Unterlagen sind im zugehörigen ZertifizierungsDokumentensatz in der PTB hinterlegt. Das Inhaltsverzeichnis des Zertifizierungs-Dokumentensatzes wurde dem Inhaber des Zertifikats zugeschickt.
The technical documents relating to this Certificate are deposited at PTB in the respective Set of Certification Documents. The Table of Contents of the Set of Certification Documents was sent to the owner of the Certificate.

Für die Verwendung und Prüfung wesentliche Angaben sind in der Bedienungsanleitung festgehalten. Die Bedienungsanleitung umfasst folgende Dokumente:-

Anleitung XL2-TA vom 18.01.2016 Version 3.11.00 (nur für DIN EN 61672-1:2003-10)
oder aktualisierte Versionen:Anleitung XL2-TA vom 04.08.2016 Version 3.11.02
Anleitung XL2-TA vom 23.07.2019 Version 4.21.02
Anleitung Messmikrofone Version Nov 2018
Anleitung XL2-TA vom Mai 2022 Version 4.71.00
Anleitung XL2 vom 23.08.2024 Version 4.93.00

KBS
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Nationales Metrologieinstitut

Seite 7 der Baumusterprüfbescheinigung DE-16-M-PTB-0003, Revision 4

Konformitätsbewertungsstellevom 17.09.2024

Page 7 of the Type-examination Certificate DE-16-M-PTB-0003, Revision 4

dated 10.09.2024

1.7
Integrierte Einrichtungen und Funktionen, die nicht in den Geltungsbereich
dieser Baumusterprüfbescheinigung fallen
Integrated equipment and functions which do not fall into the validity range of this Type-examination Certificate

In den Geltungsbereich dieser Baumusterprüfbescheinigung fallen nur die in der Bauartbeschreibung in Abschnitt 1 genannten Einrichtungen und nur die in den gerätespezifischen Anforderungen(Abschnitt „Vorbemerkungen“) beinhalteten Funktionen.

2

Technische Daten
Technical data

(für eingestellten Freifeld-Übertragungskoeffizienten des Mikrofons | M f |  42 mV/Pa)
Bezugswerte des Schalldruckpegels:
Bezugsfrequenz:

2.1

114 dB dB re 20 µPa
1000 HzNennbetriebsbedingungenRated operating conditions- Messgröße
Measurand

Schalldruckpegel- Messbereich
Measurement range

Für den Betrieb gelten die linearen Arbeitsbereiche, die in der in Abschnitt 1.6 festgelegten
Bedienungsanleitung angegeben sind.
- Genauigkeitsklasse
Accuracy class

Schallpegelmesser der Genauigkeitsklasse 1 nach DIN EN 61672-1:2003-10 und 2014-07
1/1 Oktavfilter der Genauigkeitsklasse 1 (bis Firmwareversion V4.21 mit Filterbasis: 2, ab Version
V4.71 mit Filterbasis 10) nach DIN EN 61260:2003-03 und DIN EN 61260-1:2014-10
1/3 Oktavfilter der Genauigkeitsklasse 1 (bis Firmwareversion V4.21 mit Filterbasis: 2, ab Version
V4.71 mit Filterbasis 10) nach DIN EN 61260:2003-03 und DIN EN 61260-1:2014-10- Umgebungsbedingungen/Einflussgrößen
Environmental conditions / influence quantities

Das Gerät darf nur unter den in der Bedienungsanleitung (Abschnitt 1.6) festgelegten
Umgebungsbedingungen eingesetzt werden.

KBS
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Nationales Metrologieinstitut

Konformitätsbewertungsstelle

Seite 8 der Baumusterprüfbescheinigung DE-16-M-PTB-0003, Revision 4
Page 8 of the Type-examination Certificate DE-16-M-PTB-0003, Revision 4

2.2

vom 17.09.2024
dated 10.09.2024

Sonstige Betriebsbedingungen
Other operating conditions

Die im Abschnitt „Vorbemerkungen“ genannten Spezifikationen werden wie folgt eingeschränkt:„Schallpegel, die die spezifizierten Bereiche kontinuierlich überschreiten und den Mikrofonvorverstärker übersteuern, können im Extremfall zur Anzeige von Messwerten deutlich unter dem realen
Schallpegel führen, ohne dass ein Overload angezeigt wird. Dies kann insbesondere bei erhöhter
Temperatur und bei hohen Frequenzen auftreten.“ Quelle: Anleitung XL2-TA vom 04.08.2016 Version 3.11.02, Seite 269

3

Schnittstellen und Kompatibilitätsbedingungen
Interfaces and compatibility conditions

Die am Grundgerät vorhandenen Schnittstellen wurden im Rahmen der Baumusterprüfung auf ihre
Rückwirkungsfreiheit geprüft. Die Schnittstellen dürfen eichtechnisch ungesichert bleiben.
Die in der Bauartbeschreibung (Abschnitt 1) genannten Einzelkomponenten, Teilgeräte und Zusatzeinrichtungen sind untereinander kompatibel.

4

Anforderungen an Produktion, Inbetriebnahme und Verwendung
Requirements on production, putting into use and utilisation

4.1

Anforderungen an die Produktion
Requirements on production

Der Hersteller muss sicherstellen, dass alle produzierten Einzelgeräte den vorgelegten Prüfmustern entsprechen.

4.2

Anforderungen an die InbetriebnahmeRequirements on putting into use

Jedem Messgerät sind alle zur Bedienungsanleitung (Abschnitt 1.6) gehörigen Dokumente beizufügen.
Jedem Messgerät ist ein spezifisches Exemplar eines in Abschnitt 1 festgelegten Schallkalibrators
beizufügen. Der Typ und die Fabriknummer des verwendeten Kalibrators sowie der anzuwendende
Sollwert für die Justierung sind auf dem Hauptgerät anzugeben.

4.3

Anforderungen an die Verwendung
Requirements for consistent utilisation

Das Messgerät darf nur gemäß der in Abschnitt 1.6 festgelegten Bedienungsanleitung verwendet
werden.
Zur Überprüfung oder Justierung der Empfindlichkeit des Messgeräts ist nur der nach Abschnitt 4.2
durch Typ und Fabriknummer festgelegte Kalibrator mit dem festgelegten Sollwert zu verwenden.
Für eine aus den möglichen Konfigurationen der Bauartbeschreibung (Abschnitt 1) gewählte Konfiguration des Messgeräts sind die zugehörigen, in der Bedienungsanleitung (Abschnitt 1.6) genannten Korrekturdaten zu berücksichtigen.

KBS
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Nationales Metrologieinstitut

Seite 9 der Baumusterprüfbescheinigung DE-16-M-PTB-0003, Revision 4
Page 9 of the Type-examination Certificate DE-16-M-PTB-0003, Revision 4

5

Konformitätsbewertungsstellevom 17.09.2024
dated 10.09.2024

Kontrolle in Betrieb befindlicher Geräte
Checking of instruments which are in operation

5.1

Unterlagen für die Prüfung
Documents required for the test

Bedienungsanleitung (siehe Abschnitt 1.6)

5.2

Spezielle Prüfeinrichtungen oder Software
Special test facilities or software

Für die Kontrolle in Betrieb befindlicher Geräte muss der in Abschnitt 4.2 genannte Schallkalibrator
zur Verfügung gestellt werden. Der Typ und die Fabriknummer des verwendeten Kalibrators müssen mit den Angaben auf dem Messgerät übereinstimmen.
Zur Durchführung der Kontrolle sind der prüfenden Stelle auf Anforderung geeignete Adapter, Ersatzkapazitäten, Kabel für die Ein- und Ausgänge sowie erforderliche Softwarekomponenten kostenlos zur Verfügung zu stellen.

5.3

Identifizierung
Identification

Die Identifizierung aller zur Bauart gehörigen Einzelgeräte erfolgt mittels der in Abschnitt 7 genannten Aufschriften.
Die Bedienungsanleitung kann über ihre zugehörige Versionsnummer identifiziert werden.
Die Versionsnummer der Software kann wie in der Bedienungsanleitung (Abschnitt 1.6) angegeben
ausgelesen werden.

5.4

Kalibrier- und Justierverfahren
Calibration-/adjustment procedure

Die Kontrolle in Betrieb befindlicher Geräte ist gemäß DIN EN 61672-3:2014-07: Elektroakustik –Schallpegelmesser – Teil 3: Periodische Einzelprüfung durchzuführen.

KBS
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Nationales Metrologieinstitut

Konformitätsbewertungsstelle

Seite 10 der Baumusterprüfbescheinigung DE-16-M-PTB-0003, Revision 4
Page 10 of the Type-examination Certificate DE-16-M-PTB-0003, Revision 4

6vom 17.09.2024
dated 10.09.2024

Sicherungsmaßnahmen
Security measures

6.1

Mechanische Siegel
Mechanical seals

Mechanische Siegel sind auf dem Geräteschild und zur Sicherung gegen Eingriffe auf mindestens
einer Gehäuseschraube anzubringen. Ein zusätzliches Siegel ist im Batteriefach anzubringen, Details siehe unter Abschnitt 8 Abbildung 5.

6.2

Elektronische Siegel
Electronic seals

Die elektronische Versiegelung zur Sicherung der Uhrzeit ist wie in der Bedienungsanleitung beschrieben zu setzen.

7

Kennzeichnungen und AufschriftenLabelling and inscriptions

7.1

Informationen, die dem Gerät beizufügen sindInformation to be enclosed with the instrument

Alle zur Verwendung und Prüfung notwendigen Informationen sind dem Messgerät in der in Abschnitt 1.6 genannten
Bedienungsanleitung beizufügen.

7.2

Kennzeichen und Aufschriften
Markings and inscriptions

Das in Abschnitt 1 genannte Hauptgerät dieser Bauart ist mit den folgenden Aufschriften zu versehen:- Nummer dieser Baumusterprüfbescheinigung- der Klassenbezeichnung nach DIN EN 61672-1- dem Zeichen oder dem Namen oder der Fabrikmarke des Herstellers- der Typbezeichnung und Fabriknummer des Hauptgeräts- den Typbezeichnungen und Fabriknummern des Vorverstärkers und der Mikrofonkapsel- dem Typ, der Fabriknummer und dem Sollwert des Schallkalibrators
Der Schallkalibrator ist als unabhängiges Teilgerät separat zu kennzeichnen.
Eine zustellungsfähige Anschrift des Herstellers ist entweder auf dem Hauptgerät oder auf der
Verpackung und in den nach Abschnitt 7.1 beigefügten Informationen zu nennen.
Jede in der Bauartbeschreibung (Abschnitt 1) genannte Einzelkomponente muss, soweit möglich,
mit dem Namen des Herstellers, der Typbezeichnung und der Fabriknummer gekennzeichnet sein.
Die Kennzeichnungen und Aufschriften müssen gut sichtbar, lesbar und dauerhaft in lateinischen
Buchstaben und arabischen Ziffern auf dem Messgerät angebracht sein.

KBS
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Nationales Metrologieinstitut

Konformitätsbewertungsstelle

Seite 11 der Baumusterprüfbescheinigung DE-16-M-PTB-0003, Revision 4
Page 11 of the Type-examination Certificate DE-16-M-PTB-0003, Revision 4

8vom 17.09.2024
dated 10.09.2024

Abbildungen
Figures

Abbildung 1: Schallpegelmesser mit aufgesetztem Mikrofon und Reflexionsschutz MXA01

Abbildung 2: Schallpegelmesser mit abgesetztem Mikrofon

KBS
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Nationales Metrologieinstitut

Konformitätsbewertungsstelle

Seite 12 der Baumusterprüfbescheinigung DE-16-M-PTB-0003, Revision 4
Page 12 of the Type-examination Certificate DE-16-M-PTB-0003, Revision 4

vom 17.09.2024
dated 10.09.2024

Abbildung 3: Wetterschutzeinheit WP30 mit ASD-Kabel (5 m)

Abbildung 4: Wetterschutzeinheit WP30 mit Trockenadapter MTG TA202 (innen, nicht sichtbar),Gehäuseverlängerung WP30-X und ASD-Kabel (5 m)KBSPhysikalisch-Technische Bundesanstalt
Nationales Metrologieinstitut

Konformitätsbewertungsstelle

Seite 13 der Baumusterprüfbescheinigung DE-16-M-PTB-0003, Revision 4
Page 13 of the Type-examination Certificate DE-16-M-PTB-0003, Revision 4

vom 17.09.2024
dated 10.09.2024

Abbildung 5: Zusätzliche Versiegelungsstelle im Batteriefach (Quelle: NTi Audio AG)

KBSPhysikalisch-Technische Bundesanstalt
Nationales Metrologieinstitut

Konformitätsbewertungsstelle

Seite 14 der Baumusterprüfbescheinigung DE-16-M-PTB-0003, Revision 4
Page 14 of the Type-examination Certificate DE-16-M-PTB-0003, Revision 4

vom 17.09.2024
dated 10.09.2024

Abbildung 6: Wetterschutzeinheit WP40-90

PTB  Physikalisch-Technische Bundesanstalt  Nationales Metrologieinstitut
PTB  Physikalisch-Technische Bundesanstalt  National Metrology InstituteBundesallee 100  38116 Braunschweig  DEUTSCHLAND
Abbestraße 2-12  10587 Berlin  DEUTSCHLAND

Konformitätsbewertungsstelle
Conformity Assessment Body