UCM-04A / 06A
小流量用変換器一体形超音波流量計
IM-F2120-J00

取扱説明書[ファームウェア Ver.0301～]

初版 2021 06 E

このたびは、弊社 UCM-04A/06A をご購入いただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書には本器の標準仕様、設置方法、取扱上の注意事項等が記載されておりますので、ご使用前に必ずご一読下さい。
保管場所について本器を保管する場合は、以下に示す条件の保管場所にして下さい。
・ 雨や水がかからない場所
・ 温度が 0～60℃、湿度が 80％RH 以下の通風の良い場所
・ 振動の少ない場所
・ 腐食性ガスのない場所

目
■
■
■

■

次

本書で使用しているマークについて ············ 3
使用上の一般的注意事項 ······················ 3標準仕様
検出器仕様 ································· 4変換器仕様 ································· 4形式コード表 ······························· 5外形寸法図 ································· 5分離形（-SP）仕様
変換器仕様 ································· 6形式コード ································· 6変換器外形寸法図 ··························· 6検出器仕様 ································· 7
形式コード ································· 7検出器外形寸法図 ··························· 7３．２．４３．２．５

パラメータリスト ·············· 13
パラメータ設定 ················ 14４．日常点検 ····························· 15４．１ チューブ継手、接続部の点検 ··········· 15４．２ 接続配管の点検 ······················· 15４．３ 防水性の点検 ························· 15４．４ 検出器の点検 ························· 15５．トラブル一覧 ······················· 16

１． 設置方法 ····························· 9１．１流量計の設置 ··························· 9１．１．１ 設置場所 ······················ 9１．１．２ 配管上の取り付け位置 ·········· 9１．１．３ 取り付け方法 ·················· 9１．１．４

配線 ························· 10

２．前面部の名称、表示機能········ 11
３．運 転 ································· 12
３．１ 運転準備 ···························· 12
３．１．１ 電源投入前の確認事項 ········· 12３．１．２ 本体管路通水 ················· 12３．２ 運転 ································ 12３．２．１ 通電 ························· 12３．２．２ 運転 ························· 12３．２．３ ゼロ点調整 ··················· 12-2-IM-F2120-J00

■ 本書で使用しているマークについて
本書では、安全上絶対にしないでいただきたいことや注意していただきたいこと、また、取扱い上守っていただきたいことの説明に次のようなマークを付けています。これらのマークの箇所は必ずお読みください。

■

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性や製品の破損または付帯設備等の物的損害の発生が想定される内容を示します。

注記

この表示は製品の取り扱い上、必要不可欠な操作や情報を示しています。

使用上の一般的注意事項

警告

警告

警告

警告

改造等の禁止本製品は工業用計器として厳密な品質管理のもとに製造・調整・検査を行い納入しております。
みだりに改造や変更を行うと本来の性能を発揮できないばかりか、作動不適合や事故の原因となります。改造や変更は行わないでください。
仕様変更の必要がある場合は当社までご連絡ください。

注意

使用条件の厳守
納入仕様書あるいはテクニカルガイダンスに記載された仕様、圧力、温度の範囲内での使用を厳守してください。
この範囲を超えた条件での使用は事故、故障、破損などの原因となります。

用途
本製品は計器としての用途にのみ使用し、その他の用途には使用しないでください。

警告

材 質
本製品の材質については納入仕様書あるいはテクニカルガイダンスに記載されています。当社でもお客様の仕様をお伺いし最適な材質選定に努めておりますが、実際のプロセスにおいては混入物などの影響があり、耐食性等が万全でないこともあります。
耐食性・適合性のご確認、最終的な材質の決定はお客様の責任でお願いいたします。

制御上の安全性
本製品は工業計器として最善の品質管理のもとに製造、調査、検査を行い納入いたしておりますが、各種の原因で不測の故障が発生する可能性もあります。安全上の重大な問題が発生する可能性のあるプロセスコントロールなど
において本製品を使用する場合は、万一に備えて本製品に加えて同様な機能を果たす機器を併設し、二重化を行う
ことにより一層の安全性を確保してください。

保守・点検
本製品を保守、点検などのためにプロセスから取り外す際は、測定対象物の計器内への付着に注意してください。
測定対象物に腐食性や毒性がある場
合は、作業者に危険がおよびます。

-3-IM-F2120-J00

■標準仕様■ 検出器仕様

■

変換器仕様

測定対象

液体全般（気泡を含まない液体。）

流体温度10～60℃

消費電流

約 86mA

流体圧力

0.0～0.4MPa

突入電流

約 4.5A / 2ms

音速範囲1000～2200 m/s

最低駆動電流約 130mA

流体動粘度0.30～40.00 mm2/s

警NPN オープンコレクタ（1 接点）

プロセス接続PFA チューブエンド（表１参照）

定格負荷 DC30V,20mA 以内

接液部材質

PFA

上・下限警報。N.O、N.C。

構

IP64 相当（屋内仕様）

電源、I／O 仕様（浸透性の高い流体は除く。）

造流量範囲

表１参照

標準精度

表 2 参照材

表 3 参照質

電源報

DC 24V±10%

アナログ出力DC 4－20mA (負荷抵抗 500Ω以下）
DC 0－20mA (負荷抵抗 500Ω以下)

通信

Modbus プロトコル
RS－485（半２重通信非同期）
ボーレート

表.1

接続サイズと測定レンジ可変範囲
流量レンジ（L/min） 接続チューブ形式
最小
最大サイズ
UCM-04A 0～0.20～3.0
1/4"
UCM-06A 0～1.0
0～8.0
3/8"

最大 32 台※アドレスはコンフィギュレーションソフトで設定■

構造・機能仕様
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定

形式

19200bps

マルチドロップ

表.2 標準精度
流量精度

専用コンフィギュレーションソフト
から通信で行う。
※別途、「通信コンバータ」が必要です。

±1% F.S.
(但し流量レンジ0～500mL/min以下は±8mL/min)±1% F.S.
UCM-06A(但し流量レンジ0～1000mL/min以下は±17mL/min)
UCM-04AP14 「ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定」参照※精度は水（20℃）による実流校正に対するものです。
※精度はアナログ出力の精度です。
※表示誤差は 0.5%です。

表.3 構成部品材質
部
品
材質
ボディ
PFA
接液部
チューブ
PFA
ケース
耐熱ABS
ケーブルグランド
フッ素ゴム
ケーブルシース
PVC■

ﾛｰｶｯﾄｵﾌ

0.0～30.0% F.S.

ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞﾀｲﾑ

0s、0.2s、0.5s、1s、2s、3s、5s、10s

表示器

7Seg LED

周囲温度0～50℃

周囲湿度85%RH 以下（結露しないこと）

取付

パネルカット構

造

IP64 相当（屋内仕様）

適合規格
RoHS 対応

圧力損失
水の場合の圧力損失(ｋPa)=Ｃ × Ｑ2
ただし※

液体静止時に検出器内液体温度が上昇する事がC：圧力損失係数(表 4 参照)あります。（周囲温度に対して 10℃程度）

Q：流量(L/min)

その際に以下の様な現象が発生する事があります。
・気泡発生による流量表示・出力の変動

表.4 圧力損失係数
形式
C
UCM-04A
4.8
UCM-06A
0.8※

液体温度を精密に管理しているアプリケーション
では分離形（-SP）を推奨します-4IM-F2120-J00

形式コードUCM-□□ A -□□□ -□ 1 □□ □04
管路内径06002005010020
流量レンジ0300400500750802接続口径3
固定コード
105
ケーブル長104
アナログ出力タイプ
0特殊仕様
※

仕様
流量範囲 0 ～ 3L/min
流量範囲 0 ～ 8L/min
0 ～200mL/min
0 ～500mL/min
0 ～ 1000mL/min
0 ～ 2000mL/min
0 ～ 3000mL/min
0 ～ 4000mL/min
0 ～ 5000mL/min
0 ～ 7500mL/min
0 ～ 8000mL/min
φ6.35×φ4.35チューブ（04Aのみ）
φ9.53×φ6.35チューブ（06Aのみ）
常に15m（標準）10m
DC 4-20mA
DC 0-20mA（空欄） なし
あり/Z

特殊仕様がある場合には、コードの末尾に「/Z」と記入して内容を別記して下さい。
(製作可否については事前にお問い合わせ下さい）

外形寸法図

(120)

39

PANEL CUT

UCM

OUT

04A

2-φ16.5φ19φ46

ULTRASONICCOMPACT METER

980
8080±0.5

FLOW1372-M16
ElectricalConnection

RESET

I N
MADE IN JAPANBlack-20■

□28.5

■

φ12

接続チューブ 寸法（mm）
質量（g）
サイズ
Dd （ケーブル含まず）
UCM-04A-□□□-21□□□
φ1/4"
6.35 4.35
160
UCM-06A-□□□-31□□□φ3/8"
9.53 6.35
形式-5IM-F2120-J00

分離形（-SP）仕様■ 変換器仕様材 質
表.5 参照

■

形式コード
UCM

-□□ A -□□□ -1 □□ □ -SP

検出器口径

流量レンジ

ケース

002

0～ 200mL/min005

0～ 500mL/min

010

0～1000mL/min

020

0～2000mL/min
0～3000mL/min

固定コード

材質
耐熱ABS

1

アナログ出力タイプ

ケーブルシース（センサ用）

PTFE

固定コード

ジャケット

PVDF■※※※

10m
44-20mA

00-20mA-SP

常に-SP（空欄） なし

特殊仕様※上記項目以外の仕様は一体形と同様です。

5m（標準）

10

ケーブルグランド フッ素ゴム
PVC

常に105

ケーブル長ケーブルシース

仕様
UCUF-04M

030

表.5 構成部品材質
部品

□04/Z

あり

分離形（-SP）に対応する検出器は UCUF-04M のみです。
コネクタタイプはジャケット付 SMB コネクタのみです。
特殊仕様がある場合には、コードの末尾に「/Z」と記入して内容を別記して下さい。
（製作可否については事前にお問い合わせ下さい）

変換器外形寸法図

PANEL CUT

2-φ16.5

UCM
04A

ULTRASONICCOMPACT METER

980
FLOW

61M
250

ジャケット
ElectricalConnection

RESET

MADE IN JAPANBlack-SMBコネクタ

質量（g）

形式

（ケーブル含まず）

UCM-04A-□□□-1□□□-SP130-6IM-F2120-J00

■

検出器仕様〔UCUF-04M（UCM バージョン）〕

材

質

表.6 参照圧力損失
水の場合の圧力損失

表.6 構成部品材質（kPa）= C×Q2
部品
ボディー
接液部
チューブ
センサカバー
ケーブルフィッティング
ケーブルシース
センサキャップ
取付バンド
ジャケット

材質
PFA
PFA
PP
PP
PTFE
PFA
PFA
PVDF

ただし

表.7 圧力損失係数※上記項目以外の仕様は一体形と同様です。

■

形式

C

UCUF-04M

4.5

形式コード

UCUF -□□ M -□ □公称口径 04U
形状
ZN
ケーブル出し方向W
特殊仕様■

C：圧力損失係数
Q：流量〔L/min〕□仕様
4mm
U字型（標準）※ケーブル長は 5m です。（最大 30m まで延長ケーブルにより対応可能）
Z字型※コネクタタイプは UCM 分離形変換器との組み合わせによりチューブ側（標準）ジャケット付 SMB コネクタのみです。
IN/OUT共にチューブと反対側※特殊仕様がある場合には、コードの末尾に「/Z」と記入して内容（空欄） なしを別記して下さい。
（製作可否については事前にお問い合わせ下さい）/Z あり

検出器外形寸法図

UCUF-04M-UM （標準）UCUF-04M-ZN

SMBコネクタ

SMBコネクタ

ジャケット

ジャケット

ＩＮ

ＩＮ

ＯＵＴ

2-φ4取付穴（回転可能）

2-φ4取付穴（回転可能）

ＯＵＴ-7IM-F2120-J00

UCUF-04M-UW

UCUF-04M-ZW

ＩＮ

ＩＮ

ＯＵＴ

2-φ4取付穴（回転可能）

2-φ4取付穴（回転可能）

ジャケット

ジャケット
ＯＵＴ

SMBコネクタ

SMBコネクタ形式
UCUF-04M-□□

接続チューブ

寸法（mm）

質量（g）

サイズ

Dd（ケーブル含まず）

φ1/4"

6.35

4.3560-8IM-F2120-J00

1．設置方法
１．１流量計の設置
１．１．１ 設置場所

注記

設置場所は下記の条件を考慮して下さい。
1）周囲温度が 0℃～50℃で、直射日光の当たらない屋内。
※急激な温度の変化がないところをお勧めします。
2）周囲湿度85%RH以下（結露しないこと）の所。
3）誘導障害を受ける恐れのない場所。動力機器の近くなどは避けて下さい。
4）水滴や、腐食性ガスのない所。
5）水没する恐れのない場所。
6）保守点検が容易にできる場所。

１．１．２ 配管上の取り付け位置

注記

正しい測定を行うために、次の項目について考慮して取付位置の選定および取付を行って下さい。
1) 気泡の発生しやすいラインへの取り付けは避けて下さい。測定に影響を及ぼす事があります。
2) 管内が常に流体で満たされている事。
水平、垂直、斜めの配管いずれでも取り付けできますが、気泡が溜まりにくい取り付け姿勢をお奨めします。
また、堆積や沈殿しやすい液体の場合は、液抜けのしやすい取り付け姿勢にして下さい。
3) 開放配管に取り付ける場合は配管の低い部分に設置して下さい。
4) 流量測定には決まった流れ方向で流す必要がありますので、正しい流れ方向になるように取り付けて下さい。
5) 配管内の圧力が、大気圧（正圧）以上になるような位置に取り付けて下さい。
6) 流量調整バルブは検出器の二次側に設置することをお奨めします。
流量調整バルブを検出器の一次側に設置すると減圧により、気泡が発生する場合があります。
測定管路内の気泡は超音波信号の減衰要素であり、測定不能となる場合があります。
7) ゼロ点の確認や保守点検を容易にするため、バイパス配管を設置して下さい。
8) 流量計本体の固定は、本体背面のロックナットを利用して下さい。
また、入口、出口側接続配管の応力影響がないようにして下さい。
9) チューブ継手の接続について各継手メーカの施工要領書に従って下さい。

１．１．３ 取り付け方法
本体背面ネジ部のロックナットにてパネルカット図（P5参照）の加工が施されたパネルへ取付けをします。

-9IM-F2120-J00

１．１．４ 配線
UCM-04A/06A ケーブルは下表を参照して配線して下さい。

電源
アナログ出力アラーム出力通信

極性(+) DC 24V(-)
0V(+)
(-)
(+)
(-)
(+)
(-)

色
白 / 赤ドット白 / 黒ドット桃 / 赤ドット桃 / 黒ドット橙 / 赤ドット橙 / 黒ドット黄 / 赤ドット黄 / 黒ドット注意

1) 電源の接続① 接続しようとする電源電圧が DC24V であることを確認して下さい。
② 電源は必ず計装用電源などを使用し、動力用電源と共有することは避けて下さい。
③ 電源ケーブルの(+)、(-)に接続して下さい。
④ 電源端子にて、電源電圧が規定範囲内にあることを確認して下さい。

2) アナログ出力の接続
受信計器などをアナログ出力ケーブルの(+)、(-)に接続して下さい。
アナログ出力は電流（4-20mA or 0-20mA）です。
許容負荷抵抗は 500〔Ω〕以内です。

3)

アラーム出力の接続
オープンコレクタ出力ですので、電圧、極性に注意して配線して下さい。
（負荷定格 DC30V、20mA 以内）

Vcc

20mA Max橙/赤ドット

負荷橙/黒ドットAlarm signal－
外部電源+DC30V Max

UCM-04A/06A アラームポート4)

通信の接続
UCM-04A/06A のパラメータ設定で使用します。
RS-232C/485 コンバータ（別売）の Txd、Rxd に通信ケーブルの(+)、(-)を接続して下さい。
- 10 IM-F2120-J00

２． 前面部の名称、表示機能
UCM
04A

ULTRASONICCOMPACT METER

98 0①FLOW②②RESET③MADE IN JAPAN番号

名称

表示内容

機

能

３桁表示の為、９８０mL/min 以上からは L/min 表示（０．９８）に自動的に切り替わり、０．９５Ｌ/min
以下で mL/min（９５０）に切り替わります。
UCM

UCM

UCM

UCM

ULTRASONICCOMPACT METERULTRASONICCOMPACT METERULTRASONICCOMPACT METERULTRASONICCOMPACT METER

98 00.9 89500. 95

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

04A

瞬時流量

04A

RESET

RESET

MADE IN JAPAN

①表示器
(ＬＥＤ)

MADE IN JAPAN

Step表示01
UCM
2 04A or 06A3
XX_4_XX

スタートアップ表示(電源投入直後)

5②③

バーグラフ
(ＬＥＤ)

ＲＥＳＥＴ

04A

dXX

04A

RESET

MADE IN JAPAN

内容
機種名
ハードVer.
ファームVer.
スレーブアドレス(d01 ～ d32)

ＡｄＪ

ゼロ点調整実行中に点滅表示。

Ｌ.ＡＬ
Ｈ.ＡＬ

下限流量警報中に瞬時流量と交互に表示。
上限流量警報中に瞬時流量と交互に表示。

Ｅ－Ｐ
０.Ｅｒ

超音波受信不可状態に点滅表示。
ゼロ点調整失敗時に点滅表示。

ＬＥＤ(赤)
ＬＥＤ(緑)Hall

Element

RESET

MADE IN JAPAN０％、５０％、１００％の３点常時点灯
流量をＬＥＤ２１個で点灯表示(５% / １個)※最下位のＬＥＤは０%を表し、常時点灯。
マグネットを前面の◎マークに一定時間近づけますと以下を実行します。
１秒：ゼロ点調整を実行されます。

- 11 IM-F2120-J00

３．運転
本器は納入に先立ち、ご指定の仕様に基づいてデータ設定・調整がなされております。
取り付けおよび配線が完了した後、電源を投入（DC24V）していただければ流量信号が得られます。
万一、運転開始時に不具合が生じた場合は、PCよりRS485の通信を使用し、設定データの確認、再設定を行って下さい。
また、特にご指定のない機能については標準設定値に設定されておりますので、必要に応じて設定データの変更を行って下さい。
３．１ 運転準備注意
３．１．１ 電源投入前の確認事項
取り付けおよび配線が完了したら、電源投入前に次の点を必ず確認して下さい。
1) 電源および出力端子の配線に誤りがなく、確実に端子に接続されていること。
2) 電圧が仕様と合っていること。
3) 本体の取付・本体背面ネジ部のロックナットが確実に締められていること。
・流れ方向が正しくなるように配管されていること。

注記
３．１．２ 本体管路通水
本体管路内を満水状態にして流体を静止させて下さい。
この際、バルブにリークがなく完全に流体が静止していることを確認して下さい。
また、気泡の発生や溜まり部がないことも確認して下さい。
気泡が溜まっている場合は、しばらくブローして完全に気泡を除去して下さい。

３．２ 運転３．２．１ 通電
1) 配線が正しいことを確認し通電して下さい。
2) 規定の性能を満足させるため、通電後約１５分間ウォームアップしてください。
３．２．２ 運転
1) 流体を流し運転を開始して下さい。
2) 表示、アナログ出力が流れにもかかわらずF.Sの0％の場合、流れ方向が逆になっています。配管を再確認して下さい。
注記
３．２．３ ゼロ点調整
UCM-04A/06A を初めて使用する場合、下記の内容を満たした上で必ずゼロ点調整を行って下さい。
・UCM-04A/06A が正しく設置されていること
・センサ内が満水状態であること（気泡がないこと）
・センサ管路の流体が完全に静止していること

ゼロ点調整実施方法
本体前面の◎マークにマグネットを約１秒近づけてください。
調整時間は約10秒です。調整中は表示器に「ＡｄＪ」と点滅表示されます。
- 12 IM-F2120-J00

３．２．４ パラメータリストNo.

項目
0 ～0 ～

1２３４５６７８９１０１１１２１３１４１５１６仕様
3000mL／min（04A）
8000mL／min（06A）

フルスケール

センサ口径ｋ-ファクタ
流体動粘度
時定数
ローカットオフ使用
ローカットオフ設定値
警報使用
警報接断差
警報タイプ
警報設定値
警報接点タイプ
アナログ出力Device No.
エラー時出力空検知時 Hold 時間

デフォルト

・ 980 以上でＬ／ｍｉｎ表示
・ 0.95 以下でｍＬ／ｍｉｎ表示
4mm、6mm0.700 ～ 1.300
0.30mm2/s ～ 40.00mm2/s
0s,0.2s,0.5s,1s,2s,3s,5s,10s
Yes or None
0.0% ～ 30.0%
Yes or None
0.0% ～ 30.0%
High or LOW
0.0% ～ 200.0%
N.O、N.C
0－20mA or 4－20mA
No.01 ～ No.32
0%,-25%,105%,HOLD0s ～ 30s※1- ※1- ※2
1.00 mm2/s
2s
Yes
5.0%
None
3.0%
LOW
0.0%
N.O
- ※1、3
No.10%10s※1

お客様仕様により異なります。

※2

K-ファクタは流量計の調整値なので製品毎に値が異なります。

※3

アナログ出力を電圧で得たい場合はケーブル（桃色赤ドット／黒ドット）の終端に負荷抵抗（500Ω以下）をお付け下さい。

- 13 IM-F2120-J00

３．２．５ パラメータ設定

注記

パラメータ設定はUCM-04A/06Aの専用コンフィギュレーションソフトで行います。

コンフィギュレーションソフト画面

UCM-04A/06AUCM
04A

ULTRASONICCOMPACT METER

98 0
FLOW

通信ケーブルUSB ケーブル

黄 / 赤ドット
Txd+
Rxd－
黄 / 黒ドット

PC

RESET

MADE IN JAPANUSB / RS-485
通信コンバータ
電源ケーブル+白 / 赤ドット

－電源

DC24V

白 / 黒ドット

コンフィギュレーションソフトで設定したパラメータは通信でUCM-04A/06Aに送りますので上図の様にPCとUCM-04A/06Aの間に通信コンバータ（USB / RS-485コンバータ）を接続します。
※通信コンバータは別売りですので市販の通信コンバータをご購入下さい。
動作確認機種：（株）システムサコム販売 USB-485I RJ45-T4P

パラメータ設定方法については別紙「UCM-04A/06Aコンフィギュレーションソフトマニュアル」を参照してください。

- 14 IM-F2120-J00

４．日常点検注記

超音波流量計は可動部や消耗部品がなく、ほとんどメンテナンスフリーでご使用いただけますが、長期に渡って安定してご使用いただくために以下の日常点検を実施することをお奨めします。
４．１

チューブ継手、接続部の点検
・ 液漏れ、浸透はないか。
・ ナットの緩みはないか。
テフロンの性質により一度締め付けても時間が経つと緩むことがあるので、定期的に増締めしてください。

４．２

接続配管の点検・ 配管に曲がりが生じて検出部に過大な応力が加わっていないか。
・ 配管振動は大きくないか。

４．３

防水性の点検流量計本体に隙間がないか。

４．４

検出器の点検継手接続部に異物または気泡溜まりがないか、目視により確認する。

- 15 IM-F2120-J00

５．トラブル一覧
超音波流量計のトラブルは、配線など設置に起因するもの、測定流体に起因するもの、計器自体の故障などさまざまな原因が考えられます。
原因検索にはトラブルの現象を正確に把握し、それぞれに応じた対応をとることが近道です。
ここでは、一般的に考えられるトラブル現象別に想定される原因を記載しています。
トラブル現象を確認し、対応してください。

トラブルの現象想定される原因、対応方法
原因：管路内に気泡がある場合に表示します。

1・Ｅ－Ｐが表示される

2・０.Ｅｒが表示される

3

対策：流体中に大量の気泡が混入していないか、超音波を大幅に減衰させるような流体または異物が流れていないか確認してください。
原因：超音波信号が受信できず、ゼロ点調整を失敗した状態にあります。
対策：流体中に大量の気泡が混入していないか、超音波を大幅に減衰させるような流体または異物が流れていないか確認してください。
センサ内が満水になった状態で再度、ゼロ点調整を実行してください。
原因：上限または下限警報が動作すると流量表示と交互に点滅します。

・Ｈ.ＡＬ若しくはＬ.ＡＬ点滅が消えない

4

・流体を流しても出力がゼロのまま変化しない

5・ゼロ点が不安定・ゼロ点で出力が出る、振り切れる

6

・流体を流すと出力が不安定または振り切れる・実流量と出力が合わない

対策：警報設定値を変更するか流量を警報設定範囲外になるように調整してください。
対策：・パラメータが最適な値に設定されているか確認してください。
・流れ方向が正常か確認してください。
対策：・管路内に気泡が停滞していないか確認してください。
・また、流量調整バルブが完全に閉になっているか確認してください。
対策：・気泡が混入して来ないか確認してくだ
さい。
・パラメータが最適な値に設定されているか確認してください
・配管に漏れがないか確認してください・正しくゼロ調整が行われていない可能性がありますので再度実施してください。

- 16 IM-F2120-J00

■ サービスネット
製品の不具合などの際は弊社営業担当か、弊社営業所までご連絡ください。
営業所については弊社ホームページをご覧ください。

■ 製品保証弊社ホームページをご覧ください。

All right Reserved Copyright © 2017 TOKYO KEISO CO., LTD.
本書からの無断の複製はかたくお断りします。