２０２２年 ７月（第３版）＊＊

医療機器承認番号：２２７００ＢＺＸ００２１２０００

２０２０年１１月（第２版）＊
機械器具７４医薬品注入器
高度管理医療機器 加圧式医薬品注入器 １２５０４００３

アキュフューザー
再使用禁止【禁忌・禁止】
再使用禁止。

ﾊﾞﾙｰﾝ
ﾛｯｸｱｳﾄ持続流速
ﾎﾞｰﾗｽ
ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝ
容量ﾀｲﾑ(mL/h)
流量(mL)
ｶﾗｰ(mL)(min)
T2015M-6100
2.0±20%2.0±20%
白15
T4015M-6100
4.0±20%2.0±20%
白15
T5015M-6100
5.0±20%2.0±20%白15
T2060M-6100
2.0±20%2.0±20%
白60
T4060M-6100
4.0±20%2.0±20%
白60
T5060M-6100
5.0±20%2.0±20%
白60
T2015L-6300
2.0±20%2.0±20%
白15T4015L-6300
4.0±20%2.0±20%
白15T5015L-6300
5.0±20%2.0±20%
白15T4060L-6300
4.0±20%2.0±20%
白60
T5060L-6300
5.0±20%2.0±20%白60
注１）本品の注入データはＰＣＡ装置内の温度が３２±２℃の時にお品番〈併用医療機器〉
本品に三方活栓等を接続して、輸液ポンプ、シリンジポンプ等、他の輸液システムと併用しないこと。なお、詳細は【使用上の注意】〈相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）〉を参照のこと。
【形状・構造及び原理等】
・本品はエチレンオキサイドガス滅菌済である。
・本品の薬液充填口及びオスコネクターは ISO 80369-6 に適合している。
〈形状〉

ISO 80369-6 適合品
薬液充填口キャップ
バルーン
薬液充填口ケース

ける流速である。
目盛

注２）本品の注入データ及びロックアウトタイムは５％ブドウ糖水溶液を使用した時における流速である。
注３）本品の注入データは５％ブドウ糖水溶液を規定バルーン容量充チューブ

バルーンリザーバー填した時における流速である。

クランプ

注４）本品の注入データはリザーバーケース部とＰＣＡ装置を同じ高プッシュボタン
バンドさで使用した時のものである。

ボタンキャップ〈原材料〉
オスコネクターエアフィルター

ＰＣＡ装置（リザーバーバッグ含む）

ポリエチレンテレフタレート、シリコーンゴム、ポリ塩化ビニル、コポリエステル、ポリアミド、ＭＢＳ樹脂、ポリエーテルサルホン、ポリテトラフルオロエチレン、アクリルコポリマー・ナイロン、ホウケイ酸ガラス、

キャップ

ポリウレタン、ポリカーボネート、ＡＢＳ樹脂

スライドクランプ〈原理〉
注）バルーン容量 300mL タイプには、クランプが付いていない。

バルーンリザーバー部に一旦貯められた薬液が、バルーンの収縮圧により、定められた流量の薬液を押し出しつつ、ＰＣＡ装置内のリザーバー

下記の一覧表に記した規格は弊社規格品の仕様である。特注品の製品規

バッグ内に一旦貯留し、プッシュボタンを押すことにより、必要時に一格については、個包装に記載された規格を参照すること。
ﾊﾞﾙｰﾝ
持続流速
ﾎﾞｰﾗｽ
ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝ品番
容量(mL/h)
流量(mL)
ｶﾗｰ(mL)
P0515S-6600.5±20%0.5±20%青P1015S-660
1.0±20%0.5±20%青P2015S-660
2.0±20%0.5±20%
青P0560S-660
0.5±20%0.5±20%青
P2060S-660
2.0±20%0.5±20%青M1015S-660
1.0±20%1.0±20%緑
M2015S-660
2.0±20%1.0±20%緑
M1060S-660
1.0±20%1.0±20%緑
M2060S-660
2.0±20%1.0±20%緑
P0515M-6100
0.5±20%0.5±20%青P1015M-6100
1.0±20%0.5±20%
青P2015M-6100
2.0±20%0.5±20%
青P0560M-6100
0.5±20%0.5±20%青M1015M-6100
1.0±20%1.0±20%緑
M2015M-6100
2.0±20%1.0±20%緑
M1060M-6100
1.0±20%1.0±20%緑
M2060M-6100
2.0±20%1.0±20%緑M1015L-6300
1.0±20%1.0±20%緑
M2015L-6300
2.0±20%1.0±20%緑定量の薬液の追加注入を行うことができる。
ﾛｯｸｱｳﾄ
ﾀｲﾑ(min)
15151560601515606015151560151560601515【使用目的又は効果】
本品は、疼痛管理又は化学療法を目的として、駆動装置であるバルーンに薬液を充填し、定められた流速で患者に薬液投与を行う一体型の携帯型ディスポーザブル注入ポンプである。
なお、本品は疼痛管理に使用する。
【使用方法等】
以下の使用方法は一般的な使用方法である。
〈充填方法〉①包装を開ける前に意図するバルーン容量・持続流速・ボーラス流量・ロックアウトタイムであることを確認する。
②薬液充填口ケースの薬液充填口用キャップを外す。
③調剤した薬液を滅菌済みロック付きシリンジに充填し、気泡を完全に取り除く。
④薬液充填口ケースに滅菌済みロック付きシリンジを接続し、バルーンに薬液を充填する。急激に充填すると細かな気泡が生じる可能性があるため、ゆっくり充填する。
⑤規定するバルーン容量に達するまで、バルーンに薬液充填を繰り返す。
1／3

ＤＣ６７９７２：ＰＣＡタイプ

神経麻酔

⑥バルーンの充填が終わったら滅菌済みロック付きシリンジを外し、薬⑫スライドクランプを閉じ、オスコネクターにキャップを装着する。

液充填口ケースに薬液充填口用キャップを装着する。
〈注入方法〉
注入を開始する際は、オスコネクターからキャップを外し、オスコネクターに患者側のシステム（カテーテル、留置針等）を接続してスライドクランプを開く。

〈プライミング〉①チューブ末端のオスコネクターからキャップを外す。
②バルーン内の薬液が、オスコネクターの方に流れ、チューブ及びＰＣＡ装置内のエアーを押し出すことを確認する。

〈終了方法〉
指定の薬液の流出時間が経過した時点で流出の終了となるので、患者側のシステム（カテーテル、留置針等）からオスコネクターを速やかに抜去し、患者から本品を取り除く。

③ＰＣＡ装置からボタンキャップを外す。
④チューブから全ての気泡が抜けるまで、薬液を流す。
⑤スライドクランプを閉じ、オスコネクターにキャップを装着する。
〈強制プライミング〉
適切にチューブに薬液が流れない、ＰＣＡ装置内に薬液が充填されない場〈組み合わせて使用する医療機器〉

合には、エアーブロックの発生が考えられるため、以下の方法を実施する。

ISO 80369-6 に適合した製品を使用すること。

①キャップを外し、プッシュボタンを押してボタンキャップを装着する。
〈使用方法等に関連する使用上の注意〉②エアフィルターとオスコネクターの間のチューブに装着されたスライドクランプを取り外し、図３に示すよう薬液充填口部とバルーンリザーバー部の間（中央付近）でスライドクランプを閉じる。
［図４に示すよう薬液充填口部及びバルーンリザーバー部付近のチューブをスライドクランプで閉じた場合、接着部から薬液が漏れたりチューブが脱落する場合がある。
］

（図３）

××

（図４）
③薬液充填口ケースの薬液充填口用キャップを外す。
④薬液充填口に、生理食塩液もしくはバルーン内と同様の薬液を充填した滅菌済みロック付きシリンジを接続する。＊［目盛りが見えるように接続すること。
］［薬液によってはシリンジ内で結晶化する可能性があるため、適切な薬液を選択すること。また、10mL の滅菌済みロック付きシリンジ（最小目盛り 0.2mL 以下）を選択すること。
］⑤強制プライミングを行う。強制プライミングは、シリンジのプランジャーを 0.2 mL 分押し込む力を、15 秒ずつ 8 回続け薬液を充填する。
⑥強制プライミング開始後、シリンジのプランジャーを 15 秒押し込むごとに、ＰＣＡ装置からオスコネクター方向に生理食塩液もしくは、バルーン内と同様の薬液が流れたことを確認する。
⑦薬液充填口部とバルーンリザーバー部の間（中間部）のスライドクランプを外す。
［クランプしていた箇所のチューブを軽く指でほぐして潰れを直すこと。
］⑧スライドクランプをエアフィルターとオスコネクターの間のチューブに取り付ける。
⑨ＰＣＡ装置のボタンキャップを取り外し、ロックアウトタイムまで待つ。
ロックアウトタイム終了後、プッシュボタンを押してオスコネクターから生理食塩水もしくは、バルーン内と同様の薬液が流れるか確認できたら、薬液の充填を中止し強制プライミングを終了する。
［薬液の充填が確認できない場合は、ロックアウトタイムが経過した時、プッシュボタンを押してリザーバーバッグ内に薬液が充填されているか確認すること。薬液の充填が確認できない場合は、ボタンキャップを装着し再度、⑤を実施する。
］①オスコネクターに硬膜外カテーテル又は静脈留置針等を接続する場合は、確実に嵌合するものを選択すること。接続状態に閉塞等の危険がないか必ず確認すること。また、使用中は接続部の漏れや緩みがないか適宜確認し、確実に接続された状態にて使用すること。
②オスコネクターに硬膜外カテーテル又は静脈留置針等を接続する場合は、締め込みすぎに注意すること。
［接続部が破損する恐れがある。
］③薬液を調剤し、本品に充填する際は、以下の点について注意すること。
・薬液を充填する前にエアフィルターを濡らさないこと。
・薬液を冷蔵保存等している場合には、薬液の温度を常温程度にしてから調剤すること。
・混合する薬剤のpH が異なる場合、調剤において確実に混合を行うこと。
［混合時に、pH が変化して、結晶・混濁等が生じる場合がある。
］
・薬液を充填する前に、改めて薬液内に結晶・混濁等が存在しないことを目視確認すること。
［薬液に結晶、混濁が生じた場合、詰まりの原因となる。
］
・表示されているバルーン容量を超えて充填しないこと。
［バルーンのバースト、流量過多及びロックアウトタイムの短縮の恐れがある。
］
・薬液充填には一般的なロック付きのディスポーザブルシリンジを用いること。
［テーパーの合わないものは薬液充填口ケースの損傷につながる。また、ロック付き以外を使用した場合、注入の際に薬液充填口からシリンジが外れ、シリンジに充填した薬液が飛散する可能性がある。
］
・薬液充填口ケースにシリンジ等を接続する際は、締め込みすぎに注意すること。また、薬液充填口ケースに無理な力を加えないように注意すること。
［シリンジ先端又は薬液充填口ケースが破損する恐れがある。
］
・薬液充填終了後は、薬液充填口用キャップを必ず装着すること。この際、薬液充填口用キャップの締め込みすぎに注意すること。
［薬液充填口ケースが破損する恐れがある。
］
・薬液充填後は、速やかに注入を開始すること。
［薬液を充填したまま長期保存した場合、流速に影響を与えることがある。
］
・本品に薬液を充填した状態で、温度の低い場所での保管・保存はしないこと。
［本品を薬液が充填した状態で温度の低い場所に保管・保存した場
合、充填された薬剤がバルーン内、又は回路内で結晶化し、薬液が注入できない恐れがある。
］④強制プライミングの際、スライドクランプがしっかりと閉じられていなかった場合、薬液がバルーンリザーバー側へ流れてしまい、強制プライミングが行えないので注意すること。
⑤薬液を注入する前に、薬液が透明であることを確認すること。
［粗い粒子を含む薬液を注入すると、詰まりの原因となることがある。
］⑩薬液充填口部から滅菌済みロック付きシリンジを外す。
⑪薬液充填口部に薬液充填口用キャップを装着する。
［チューブから全ての気泡が抜けるまで、薬液を流す。
］
2／3

ＤＣ６７９７２：ＰＣＡタイプ

神経麻酔

⑥ＰＣＡ装置に付いているボタンキャップは、外して使用すること。

〈相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）〉［ボーラス注入ができなくなり、持続流速が規格値よりも早くなる。
］
また、ボタンキャップは強制プライミング時に必要なため、投与開始までは廃棄せずに保管しておくこと。
⑦流速はＰＣＡ装置内の温度、薬液の粘度、バルーンリザーバー部とＰＣＡ装置の高さにより増減し、規定バルーン容量以下の充填量では増加する場合があるので、注意すること。また、硬膜外カテーテル等に併用禁忌（併用しないこと）
医療機器の名称等
臨床症状・措置方法
輸液ポンプ、シリン 本品に三方活栓等
ジポンプ等、他の輸 を接続して、他の輸液システム液システムと併用しないこと。

付属しているエアフィルターを使用することにより、持続流速が規格値よりも遅くなる場合がある。
⑧ＰＣＡ装置を患者の皮膚に当てて使用すること。
［流量制御部がＰＣＡ装置内にあるため、流速に影響を与える。
］⑨薬液の残量を確認する場合は、重量計測により確認すること。リザー
バーケース内にある目盛は目安である。
⑩ＰＣＡ装置のプッシュボタンを押す際は、以下の点について注意すること。
・過剰な力をかけないこと。

機序・危険因子
薬剤の過剰投与により失神、意識障害、ショック症状、心停止、死亡等の恐れがある。また、本品の仕様どおりに作動しないことがある。

〈不具合・有害事象〉
その他の不具合①バルーンのバースト。
［下記のような原因によるバースト。
］［過剰な力でプッシュボタンを押した場合、ＰＣＡ装置内に内蔵されて・充填量の過多。

いるリザーバーバッグが破損し、薬液の漏れが発生する恐れがある。
］
・抵抗がなくなるまで十分に押し込むこと。

・その他上記事象等が要因となる複合的な原因。
②チューブ溶着部の剥がれ・脱落による薬液漏れ。

［不十分だと規定量のボーラス流量が注入できなくなる場合がある。
］
・プッシュボタンを押した後は、必ず元の位置に戻っていることを確［チューブに過大な負荷がかかった際、チューブ溶着部が剥がれる又は脱落する恐れがある。
］

認すること。

③薬液充填口部、オスコネクターの破損による薬液漏れ。

［元の位置に戻らないと薬液が過剰に投与される恐れがある。
］［嵌合部に無理な力がかかった際、破損する恐れがある。
］④チューブの切断。

【使用上の注意】［下記のような原因による切断。
］〈重要な基本的注意〉

・自己（事故）抜去等の製品への急激な負荷。

①使用中はオスコネクターの破損、接合部の緩み及び薬液漏れ等につい・その他上記事象等が要因となる複合的な原因。て、定期的に確認すること。
②脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活その他の有害事象

性剤又はアルコール等の溶解補助剤などを含む医薬品を投与する場合①バルーンのバースト及び、ＰＣＡ装置内の詰まり等による疼痛管理不良。

及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、オスコネクターのひ②薬剤の過剰投与による失神、意識障害、ショック症状、心停止、死亡。

び割れについて注意すること。
［薬液によりオスコネクターにひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、空気【保管方法及び有効期間等】混入等の可能性がある。特に、全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び〈保管方法〉

免疫抑制剤等の投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿、殺菌灯等の紫外線を避けて清響が生じる可能性がある。なお、ライン交換時の締め直し、過度な締め潔に保管すること。

付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。
］③オスコネクターにひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と〈有効期間〉交換すること。

適正な保管方法が保たれていた場合、個包装に記載の使用期限を参照のこと。

④高い粘度、又はエマルジョン状の薬液は使用しないこと。

［自己認証（当社データ）による。
］［ＰＣＡ装置内の細管やフィルター部分において、つまりの原因となる恐れがある。
］〈使用期間〉⑤ガラス片やゴム片が混入する危険性がある場合、薬液充填時に薬液充本品の使用期間はバルーンに充填した薬液が空になるか投薬が中止され填口とシリンジの間にフィルターを使用すること。

るまでの、いずれか早い時点までである。

［アンプル等のガラス片やゴム片により、薬液充填口の逆止弁の動作［自己認証（当社データ）による。
］

不良で薬液が逆流する場合がある。
］⑥薬液の急速注入用には用いないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】⑦使用前に患者に対し使用方法、効果、注意点等について、医師が十分〈製造販売業者〉な説明及び指導を行うこと。

クリエートメディック株式会社⑧本品を鉗子等で強く掴まないこと。

電話番号：045-943-3929⑨リザーバーケースをアルコールで拭かないこと。
［印字が消える恐れがある。
］⑩エアフィルターをアルコールで拭かないこと。
［エアフィルターの疎水性が失われ薬液の漏れが生じる恐れがある。
］⑪薬液の再充填及び追加充填はしないこと。
［流速に影響を与える。
］⑫本品については、試験によるMR 安全性評価を実施していない。＊＊

3／3

ＤＣ６７９７２：ＰＣＡタイプ

神経麻酔