P-773 シリーズ
オールフッ素樹脂パージメータ
IM-F381-J06

取扱説明書

7 版 2020 09 E
4 版 2011 03 J

本書は現場指示タイプおよび PAU オプティカルアラームユニットの形式について記述してあります。その他の警報が付属となっている場合は本書に加え下記取扱説明書を参照してください。

付属機能

製品形式

参照取扱説明書番号

PAU

P–773–□E□□

IM-F391

＜目次＞

P-773 シリーズ
オールフッ素樹脂パージメータ

目次

はじめにお読みください 本書で使用しているマークについて ............................................................................................................ Ⅰ 一般的な注意事項 ......................................................................................................................................... Ⅰ 電気的接続について ..................................................................................................................................... Ⅱ 材質について ................................................................................................................................................ Ⅱ 製品の一部にガラス、樹脂を使用している製品について ........................................................................... Ⅱ ガラス管・樹脂管面積流量計の使用について ............................................................................................. Ⅲ 防爆仕様で納入された製品について ............................................................................................................ Ⅲ 保守、点検について ..................................................................................................................................... Ⅲ

1. 製品概要と記述範囲 ............................................. 1

7. 運転 ....................................................................... 22. 標準外形寸法 ........................................................ 1

7.1 運転開始 ................................................................... 23. 受け入れ ................................................................ 1

7.2 流量の見方................................................................ 24. 保管 ....................................................................... 17.3 運転停止時................................................................ 25. 設置 ....................................................................... 17.4 警報接点 ................................................................... 26. 配管 ....................................................................... 2

7.5 警報設定点の変更..................................................... 47.6 警報動作方向の変更 ................................................. 4

8. 保守 ....................................................................... 4
8.1 分解・清掃................................................................ 4
8.2 予備品 ....................................................................... 4 製品保証 ........................................................................................................................................................ ⅰ サービスネット ............................................................................................................................................. ⅱ

＜はじめにお読みください＞ Ⅰ

はじめにお読みください
このたびは弊社製品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書には本製品の設置方法、取扱い上の注意事項等が記載されていますので、ご使用前に必ずご一読ください。

■ 本書で使用しているマークについて本書は、弊社製品のご使用に際しお客様にご注意いただきたい内容について記載しています。
この記載内容は弊社全製品に共通する事項となります。
次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合、および、物的損害の発生が想定される」内容です。

弊社製品を安全かつ正しくご使用いただくための内容です。

■ 一般的な注意事項●弊社製品は工業計器としての用途にのみ使用し、その他の用途には使用しないでください。
●弊社製品は工業計器として最善の品質管理のもとに製造、調整、検査を行い納入いたしております。
みだりに改造や変更を行うと本来の性能を発揮できないばかりか、不具合や事故の原因となります
ので改造や変更は行わないでください。改造や変更の必要がある場合は弊社営業までご連絡ください。
●仕様書に記載された仕様範囲内でのご使用を厳守してください。この範囲を超えた条件でのご使用は故障、破損の原因となります。
●設置作業の際は必ず安全靴、手袋、保護メガネなどの防護手段を講じてください。
●重量の大きな製品の設置時に、落下による人体・器物などへの損傷または過大な衝撃、破損などが生じないよう吊下方法を含めた安全措置を行ってください。弊社製品設置時にはプラントあるいは装置の停止などの安全を充分確認して、製品設置箇所では配管サポート等の処置を行って設置作業を行なってください。

●運搬の際には弊社出荷時の梱包状態で行ってください。
運搬作業時は製品の落下による人体・器物などへの損傷または過大な衝撃による破損などが生じないよう安全措置を行ってください。
●開梱後、製品の中には、水、埃、砂などを入れないでください。
●プロセスへの設置・接続に必要な締結部品のボルト、ナット、ガスケット（パッキン）は、原則としてお客様がご用意ください。
その場合、圧力、温度および耐食性などの仕様をご確認のうえ選定・ご使用してください。
●プロセスへの設置・接続に際しては、接続配管との偏芯、フランジの倒れがないように設置し、接続継手の規格・寸法合わせを正しく行ない接続してください。正しく行われない場合、製品の故障、誤動作、破損などの原因となります。＜はじめにお読みください＞ Ⅱ●保管の際には弊社出荷時の梱包状態で保管ください。保管の環境につきましては本書を参照ください。
●設置後、製品を「足場」として使用したり、荷重を掛けた場合は故障、破損の原因となりますので、絶対に行わないでください。
●製品に貼付されているラベルに表示されている注意事項は、必ず守ってください。
●弊社製品は最善の品質管理のもとに製造、調整、検査を行い納入いたしておりますが、各種の要因で不測の故障が発生する可能性もあります。運転・安全上の重大な問題が発生する可能性のあるプ
ロセスなどにおいて弊社製品を使用する場合は、万一に備えて弊社製品に加えて同様な機能を果たす機器を併設、二重化を行うなど、より一層の安全性の確保を推奨いたします。

■ 電気的接続について●電気配線（結線）に際しては仕様書、本書などに記載されている内容を確認のうえ、正しく配線（結線）してください。誤配線（結線）は機器の故障の原因となるばかりでなく、事故の原因となることがあります。また、配線（結線）作業の際は電源が遮断されていることを確認し感電にご注意く
ださい。
●電源を接続する製品の場合は、仕様書、本書を参照して電圧および消費電力を確認して適合する電源を接続してください。適合する電源以外の電圧の電源に接続した場合、機器の破損や作動の不具合、事故につながる恐れがあります。
●通電中は、感電事故防止のため内部の機器には絶対に触れないでください。

●設置工事から電気配線作業完了にいたる間、雨水などが製品内に入らないようご注意ください。また、配線完了後は遅滞なく正しく防水措置を実施してください。

■ 材質について●製品の材質については仕様書に記載されています。弊社ではお客様よりご指示いただいたご仕様、ご指定またはお打合せにより最適な材質選定に努めておりますが、実際のプロセスにおけるご使用条件・運転条件につきましては知見できないこともあります。最終的な耐食性、適合性のご確認はお客様の責任でお願いいたします。

■ 製品の一部にガラス、樹脂を使用している製品について●流量計の接液部または測定部、表示部の材質にガラス、樹脂を使用している製品の場合、過度の加圧、温度衝撃、急激な流体の流入の衝撃圧などにより流量計のガラス、樹脂が破損する場合があります。
万が一破損した場合、ガラス、樹脂などの破片が飛散するなどして二次災害および作業者に危険が及ぶ恐れがあります。破損の原因となるような運転条件にならないようご注意ください。また、飛散防止の措置をお願いいたします。

＜はじめにお読みください＞ Ⅲ■ ガラス管・樹脂管面積流量計の使用についてガラス管・樹脂管面積流量計は以下の事項に配慮して使用してください。
●以下の流体条件および使用環境では、ガラス管・樹脂管面積流量計は不適ですので使用しないでください。
・衝撃圧力がある、あるいは衝撃圧力が予想される流体ライン
・万が一ガラス管/樹脂管が破損した場合、二次的な災害が予想されるライン－毒性（刺激性、麻酔性などを含む）のある流体－引火性のある流体－爆発性のある流体・ガラスが破損した時にガラス片が飛散し、人身事故などが考えられる場合
・設置場所が、外部からの飛散してきた異物などでガラスの破損が考えられる場合・運転が ON／OFF 運転で、フロートが急上昇し、その衝撃でガラスが破損すると考えられる場合
・流量計に温度衝撃（急冷／急騰）が加わる、あるいは温度衝撃が予想されるライン●運搬、保管および運転に際しては、機械的衝撃をガラス部、樹脂部に与えないようご注意ください。
●接液部または測定部にガラスおよび樹脂を使用している製品において、運転停止に伴い流れが停止した場合、測定液体が測定管内に残留して周囲温度が氷点下になると（一般的には冬期に運転停止して液抜きをしないなど）液体が凍結してガラス、樹脂を破損する恐れがあります。運転停止中に測定液体が凍結する恐れがある場合は、液体を完全に抜き取ってください。
●樹脂は一般的に金属に比較して機械強度が低く、取扱いには注意が必要です。設置に際しては接続配管・継手の寸法違い、偏芯、過大な締結トルクでねじ込むことなどによる機械的応力が加わらないようご注意ください。
●ガラスはアルカリ系溶剤で侵食されます。アルカリ系溶剤は使用しないでください。
●樹脂は溶剤系の液体で破損することがあります。仕様書、本書などに記載されている流体以外には使用しないでください。
●樹脂は使用環境により劣化が早まることがあります。設置ならびに運転にあたっては、樹脂の耐食性、紫外線耐性などの耐環境性に考慮してください。

■ 防爆仕様で納入された製品について●該当する法規・規則・指針に適合した配線、接地工事を確実に実施してください。また、構造の改造、電気回路の変更などは法令違反および規則・指針に適合しなくなりますので、絶対に行わないでください。
保守・点検につきましては法令・規則・指針に従い、作業を実施してください。

●製品の防爆等級は、仕様書、製品の銘板に記載してあります。設置場所は防爆関連法規・規則・指針に従い、お客様にて対象ガスに応じて選定してください。

■ 保守、点検について●製品を保守、点検などでプロセスから取外す際は、測定対象の危険性・毒性に留意して関連する配管・機器類からの漏れおよび残留などにより人体・機器類への損傷が生じないよう、安全を確認して作業を行ってください。

●製品の保守、点検については使用条件などによりその周期、内容が異なります。本書を参照するか、お客様が実際の運転状況を確認してご判断をお願いいたします。

11. 製品概要と記述範囲

3. 受け入れ

P-773 は PFA 一体成型の液体計測用パージメータです。
現場指示タイプの他、警報、アナログ出力付きもあります。
本書では P-773 の現場指示タイプおよびリードスイッチ
警報付きの形式の取扱い、設置、運転、保守などについて記述してあります。

ご注文の装置がお手元に届きましたら、ただちに下記の点についてお調べください。もし不具合がありましたら、ご注文先にご照合ください。

2. 標準外形寸法
質量：約 0.8kg■ 製品形式がご注文通りのものか。
■ 輸送中の事故などで破損していないか。
■ 付属品は付属されているか。
■ その他、ご発注時またはご契約時に承認仕様となった、受入検査項目通りのものか。

4. 保管
製品を保管する場合は、次の条件にあった場所を選定してください。
■ 雨や水のかからない場所■ 温度変化の少ない清潔で乾燥した風通しのよい場所■ 振動の少ない場所■ 腐食性ガスのない場所

P-773-0□□□(バルブなし)
チューブエンド継手構造( )内は 3L/min 以下の場合です。
P-773-U□□□(バルブ付)

P-773-0□□□(UL 対応警報接点付)

5. 設置
1) P-773 パージメータはパネル取付けタイプです。
2) 設置するパネルは垂直であることに注意してください。
傾きは精度不良や誤動作の原因となります。
3) 所定のパネルカットを行ないます。下図に標準パネルカットを示します。パネル背面取付けとパネル前面取付け、またバルブの有無や継手などの関係でこのパネルカットと異なる場合もありますので、最終寸法は納入仕様書で確認してください。
4) パネル厚みを勘案して適当なネジを準備してください。
このネジはお客さまの所掌となります。
5) ねじ込みに際しては過度のネジ込みに注意してください。本体破損の危険があります。
6) 警報付き形式の場合(P-773-□A/B/C/D)の場合パネル前面取付けの場合、リードスイッチのリード線をパネル後方に引き出すための小穴が必要になります。適宜準備してください。
7) パネル背面取付けの場合は、一旦保護プレートを取外し、適当なネジで保護プレートと共締めしてパネルに取付けます。この場合、製品に使用されているネジではパネル厚みのため長さ不足となります。適当長さのネジを準備してください。

標準パネルカット寸法

IM-F381-J06

2
6. 配管

7.4 警報接点

1) 接続規格、寸法は納入仕様書を参照して確認してくだ
さい。
2) 所定の方法に従って配管してください。
3) 配管に際しては接続寸法を正しくし、配管応力が掛からないように注意してください。

形式接点付きの形式の場合(P-773-□A/B/C/D)、警報
リードスイッチからのリード線を使用するループに接続します。スイッチは防水構造です。結線部分での短絡や漏電に注意してください。

7. 運転
7.1 運転開始
1) バルブ付きの形式の場合はバルブを全開とします。
2) プロセスに流体を流します。フロートが上昇し流量を表示します。バルブ付きの形式の場合はバルブを操作して流量を調整します。このバルブは流量調整用のもので、全閉としても完全停止しない場合もあります。完全停止の必要がある場合は別途バルブを設置してください。
3) 納入仕様書に記載された圧力・温度で使用してください。

7.2 流量の見方
流量はフロートと目盛板で読み取ります。読み取り位
置は下図の通りです。

リードスイッチ定格【規格なし】
最大開閉容量最大使用電圧 100V・DC 125V・AC
最大使用電流1) 運転停止時には沈殿などの防止のためプロセスから流体を抜き空にすることをお勧めします。
2) 停止中に測定液体が凍結すると測定管部分が破損することがあります。注意してください。

0.5A・DCいずれも超えないこと

0.5 A・AC【UL 規格】
最大開閉容量10W・DC

最大使用電圧24V・DC

最大使用電流0.5A・DCいずれも超えないこと

上記定格は抵抗負荷の場合を示します。下記負荷をご使用の場合には突入電流により接点の溶着を生じることがありますので、突入電流の最大に於いても上記の定格を超えないようにご使用ください。
負7.3 運転停止時

10W・DC 10VA・AC荷

突 入 電 流ランプ負荷

定常時の 10〜15 倍

電動機負荷

定常時の 5〜10 倍

誘導負荷

定常時の 4〜 5 倍【CEマーキングの対応について】
リードスイッチ付製品をヨーロッパ EU 圏へ輸出する
場合、次の対応をすることで CE マーキングの対象外となり輸出できます。
1. リードスイッチの定格を【UL規格】と同じ仕様に限定する。
2. お客様の負荷が EMC 指令適合品であり、製品設置周囲に電磁波ノイズの発生源が無いこと。
＜対象除外理由＞
1. EMC 指令(2004/108/EC)
リードスイッチ付製品は、電子部品を搭載した基板がないため、電磁波ノイズの発生源がありません。(外部ノイズの影響は、お客様の負荷や設置状況に依存しますので、弊社では判断できません。)
2. 低電圧指令(2006/95/EC)
リードスイッチの定格を【UL 規格】と同じ仕様にすることで、低電圧指令範囲(AC50〜1000V、又はDC75〜1500V)の対象外となります。

IM-F381-J06

3リードスイッチ付製品は、フロート内のマグネットおよびリードスイッチ内のマグネットの磁力影響による反発もしくは吸引が発生し、流量指示精度から外れる場合があります。また、反発および吸引により、フロート動作に影響を与える場合があります。

リレー・ソレノイド等の誘導負荷をご使用の場合は、最大開閉容量の1/10以下のものをご使用ください。
また、逆起電圧による接点溶着を防止するため、必ず保護回路を取り付けてご使用ください。
【DC の場合】
電源電圧の3倍以上の耐圧を持つダイオードを負荷と並列に取り付けてください。

製品を30cm 以上の高さより床等に落下させた場合、接点に衝撃が加わり特性が変化する場合があります。落下等で衝撃が加わった場合は、正常に動作するかご確認の上、ご使用ください。
例）電源電圧 DC24V の場合、100V1A のダイオードを使用

リードスイッチは磁力によって動作しますので、強力な磁力を発生する近辺では誤動作する恐れがあります。また付近に鉄板などがある場合は、警報動作に支障をきたす恐れがありますので、ご注意ください。

リードスイッチは保護等級 IP67の防塵、防水構造となっておりますが、端子部や結線部は水などがかかって短絡しないよう適切な防水処置を行ってください。

【AC の場合】
抵抗とコンデンサを負荷と並列に取り付けてください。

R：1〜5KΩ 1/4W
C：0.1μF600V

ケーブル長が長い場合(5m 以上)は、線間浮遊容量により接点開閉時に突入電流が流れ、接点溶着の原因となります。この場合は本製品に近い位置(20cm以内)に抵抗を直列に取り付けてご使用ください。

R＞

ா଴.ଷ

[Ω]

モータ、ランプ等、最大開閉電流以上の突入電流が流れる場合は、接点溶着を防止するため、リレー等を介してご使用ください。

IM-F381-J06

47.5 警報設定点の変更
警報付き形式(P-773-□A/B/C/D)ではテーパ管背面にリードスイッチの警報ユニットが装備されています。
警報設定点を変更したい場合は下記要領で行ないます。
■ 保護プレートを取外します。
■ 目盛板に警報ユニットが固定されています。
■ 警報ユニット両側の中央のネジ 2 本を緩めます。
■ 警報ユニットの警報設定表示矢印を目盛板の希望流量の場所へ移動します。
■ 警報ユニット両側の中央のネジ 2 本を締めて固定します。
■ 保護プレートを取付けます。

8. 保守
8.1 分解・清掃
本品は一体成型構造で分解、清掃などの対応は想定していません。汚濁などの場合は新品への一括交換にて対応願います。リードスイッチ警報の警報ユニットのみ部品供給致します。

8.2 予備品
予備品(完成品)がご必要な場合は当該製品の弊社製造番号をお示しください。
製造番号は目盛板下部に記入してあります。
製造番号例： F16-123456-7

7.6 警報動作方向の変更
警報動作方向(上限、下限)の変更については、フロートの交換などが必要で、現場では対応できません。詳細はお問い合せください。
形式別の警報動作は下記の通りです。

IM-F381-J06

■ サービスネット
製品の不具合などの際は弊社営業担当か、弊社営業所までご連絡ください。
営業所については弊社ホームページをご覧ください。

■ 製品保証弊社ホームページをご覧ください。

All right Reserved Copyright © 2017 TOKYO KEISO CO., LTD.
本書からの無断の複製はかたくお断りします。