A brand of Balluff

3D Stereokamera

HOCHAUFLÖSENDE
3D MACHINE VISION
Robuste und hochauflösende 3D Stereokamera mit 12 MPix Sensoren und integriertem Projektor für industrielle 3D-Anwendungen.
Eine schnelle Implementierung, eine hohe Flexibilität in der Anwendung und ein
robustes Gehäuse zeichnet die 3D Stereokamera aus. Mit 12 Millionen 3DDatenpunkten und einer 12 MPixel Auflösung erfasst die Kamera jedes Detailund das mit einer Bildwiederholrate vonbis zu 9 Hz, abhängig von der Auflösung. Zusätzlich führen die einstellbaren
Objektive an Kameras und integriertem
Projektor zu optimalen Ergebnissen,
egal in welchem Arbeitsbereich die Kamera eigesetzt wird.

Über die GigE Vision Schnittstelle können auf Basis der Kameradaten eigene
3D-Applikationen erstellt werden.

Die Besonderheiten

Mit der im Lieferumgang enthaltenen
Software-Bibliothek kann die 3D-Berechnung automatisch auf eine Grafikkarte ausgelagert werden, womit die
Leistungsfähigkeit der Kamera gesteigert werden kann.

n Performt auch in rauen Umgebungenn Hohe Flexibilität in der Anwendung

durch GigE Vision Schnittstelle
durch IP54 geschütztes Gehäusen Ermöglicht hochgenaue 3D-Bildverarbeitung

durch 12 MPix Auflösung der 3D-Datenund 2D-Bildern Optimal auf Ihren Arbeitsbereich anpassbar
durch einstellbare Objektive an Kamerasund Projektor

3D STEREO KAMERA
ModellBVS 3D-RV1-Basisabstand

Brennweite

Bildauflösung

Sichtfeld

Tiefenmessbereich10124AG-1

210 mm

16 mm4096 x 3008 Pixel(12 MPixel)

Horizontal: 47°
Vertikal: 35°

0,5 m - 4,0 m

1 Prinzipbedingt kann die 3D Stereokamera bis ins Unendliche messen. Die Genauigkeit reduziert sich jedoch durch die Stereomethode quadratisch mit
der Entfernung, sodass wir die oben angegebenen Messbereiche empfehlen.

ARBEITSBEREICH
BVS 3D-RV10124AG-1
Working
distance

320 mm

500 mm

230 mm

640 mm1.000 mm

670 mm1.280 mm
2.000 mm1.550 mm

3.000 mm1.920 mm2.430 mm

4.000 mm2.560 mm

3.310 mm

BILDRATEN UND TIEFENBEREICHEAUFLÖSUNGEN

Volle Tiefenbildqualität @ 2,8 Hz(4096 x 3008 Pixel)

0,89 m bis 1,00 m
1,60 m bis 2,00 m
2,18 m bis 3,00 m
2,65 m bis 4,00 m

Laterale Auflösung

0,4 mm bei 1,0 m Abstand
0,9 mm bei 2,0 m Abstand
1,3 mm bei 3,0 m Abstand
1,7 mm bei 4,0 m Abstand

Hohe Tiefenbildqualität @ 4,6 Hz(2048 x 1504 Pixel)

0,52 m bis 1,00 m
0,66 m bis 2,00 m
0,75 m bis 3,00 m
0,80 m bis 4,00 m
1,00 m bis unendlich

Tiefenauflösung

0,1 mm bei 1,0 m Abstand
0,5 mm bei 2,0 m Abstand
1,2 mm bei 3,0 m Abstand2,0 mm bei 4,0 m AbstandMittlere und niedrige Tiefenbildqualität@ 9 Hz(1024 x 752 - 683 x 502 Pixel)

0,52 m bis unendlich

Durchschnittliche Tiefengenauigkeit

0,5 mm bei 1,0 m Abstand2,0 mm bei 2,0 m Abstand
4,6 mm bei 3,0 m Abstand
8,2 mm bei 4,0 m AbstandBeispiele möglicher Bildraten und Tiefenbereiche der 3D Stereokamera
mit einer Nvidia RTX 2070 Grafikkarte und 3,4 GB GPU-Speicher

Auflösung und Genauigkeit der 3D Stereokamera in Millimetern mit
Stereo-Matching in Qualität Hoch und Random-Dot-Projektion auf nichtreflektierende und nicht-transparente Objekte

AUSGABEDATENn Kameradaten über GigE Vision: linkes und rechtes Kamerabild, Tiefenbild (Disparitätsbild), Konfidenzbild, Fehlerbild.

ZUBEHÖRKabeln Gigabit Ethernet, M12 Stecker, 8-polig, X-codiert, auf RJ45, verschiedene Längen
n Anschlusskabel, M12 Stecker gewinkelt, 8-polig auf offenes Kabelende, verschiedene Längen
Kalibirierplatten Kalibrierplatte groß, Mustergröße 440 mm x 320 mm
MATRIX VISION GmbH · Talstraße 16 · 71570 Oppenweiler · Tel. +49-7191-94 32-0 · Fax +49-7191-94 32-288 · info@matrix-vision.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Datum 10/2022 DE

We Change Your Vision.
www.matrix-vision.de