フォースゲージ
引張、圧縮力を簡単測定

計測軸● 引張、圧縮に対応

AD-4932A-50N（M5雄ネジ）

AD -4932A-50N￥36,000（税抜）

Force Gauge

FORCE GAUGE

標準付属アタッチメント

TENSION & COMPRESSION

成績書
発行可能

アクセサリ

￥2,400（税抜）
ACアダプター AX-TB189
アタッチメント AX-4932EXTN5 延長ロッド ￥1,000（税抜）AX-4932FLAT5 圧縮円盤形 ￥1,000（税抜）￥1,000（税抜）AX-4932HOOK5 フック形
￥1,000（税抜）AX-4932CONE5 円錐形￥1,000（税抜）AX-4932CHSL5 ノミ形● ピークホールド● ワンボタンで表示方向の切り換え

0〜50.00N
測定範囲
N（ニュートン）
測定単位（0.4％rdg ＋1dgt）常温
測定精度
0.01N
表示分解能68N
許容最大荷重約0.25mm
最大変位量約0.2秒（ファースト）、約0.6秒（スロー）
応答速度
5桁液晶表示表示“ーーーー”表示オーバーレンジ表示
単3形乾電池6個または別売専用ACアダプター（入力100VAC、50/60Hz）
電源
マンガン電池使用で約20時間（消費電流約24mA）
電池寿命
83（W）╳227（H）╳39（D）mm／約550g（電池含む）
寸法／質量
キャリングケース、アタッチメント（延長ロッド、圧縮円盤形、フック形、円錐形、ノミ形）、電池（モニタ用）、取扱説明書
付属品

タコメーターTachometer

モーター、ファン、ギア、ポンプなどの回転測定に
デジタル・タコメーター

オプティカル・タコメーター

接触・非接触で測定可能

デジタル回転計、デジタル表示で操作も簡単

非接触で、簡単に回転軸の回転速度の測定可能

AD-5173￥19,800（税抜）AD-5172￥19,800（税抜）

成績書
発行可能

● 非接触式光センサー● オートーパワーオフ機能● データーホールド機能● データーホールド機能● ロー・バッテリ表示機能● ローバッテリ表示● オートレンジ機能

AD-5172測定範囲

10.000〜99999rpm（1.0000〜9999.9M/Min）

10〜100000rpm

分解能

0.001/0.01/0.1/1rpm（0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min）

0.1rpm（10〜9999.9rpm）、1rpm（10000〜99999rpm）
10rpm（100000rpm以上）（0.1%rdg+2digits）

0.02％ 1digit（6000.0〜12000rpm）

非接触反射光方式

0.01％ 1digit（10.0〜6000.0rpm）

0.05％ 1digit（12000〜30000rpm）
0.1％ 1digit（30000rpm以上）

50〜300mm（非接触の場合）

測定距離50〜150mm（最大300mm）

6F22 9V角型電池 1個

単3形乾電池 4個

約10時間（連続使用、25℃）

連続35時間（アルカリ乾電池使用）

寸法

52（W）╳34（D）╳169（H）mm（接触測定ユニットつきの場合）

96（W）╳192（H）╳38（D）mm

質量約93g（接触測定ユニットつき、電池含まず）

電源
電池寿命

● MAX、MIN値メモリ機能（約20分、接触測定ユニット装着時のみ）

接触／非接触切替可能

測定精度

成績書
発行可能

● 接触/非接触切替可能

AD-5173

測定方式

付属品

電池（モニタ用）、取扱説明書、測定用アタッチメント3種（Oリング、凹型、凸型）、反射テープ（幅約17mm／長さ約60cm）

アクセサリ

約300g（電池含む）
キャリングケース、取扱説明書、反射テープ、電池（モニタ用）

AD-5173用消耗品セット〈測定用アタッチメント3種（Oリング、凹型、凸型）、反射テープ（幅約17mm/長さ約60cm）〉： AD-5173-01 ￥1,000（税抜）

AD-5172の付属品の反射テープは別売しておりません。
ご使用後は、一般量販店などでアルミテープをお求めください。

超音波厚さ計Ultrasonic Thickness Meter

金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に
計測部仕様

AD -3255

成績書発行可能計測方式
計測単位
計測頻度
計測範囲 パルス・エコー モード￥125,000（税抜）● 1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8〜300mm● 0.01mmの表示分解能（0.01/0.1mmの表示切り替え可能）● 広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載● 用途にあわせて3種類の探触子を使用可能● 塗装越しの厚さ計測が可能 ※エコー・エコーモードで塗装やコーティングの厚さを除去した計測対象物の厚さ計測ができます。

● 探触子のゼロ点調整が可能。４mm相当の試験片付属● 探触子の交換が可能● 音速調整が可能● カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能● 乾電池の残量表示機能● オートパワーオフ機能● バックライト機能（暗い環境でも見やすい表示）

計測精度

AD-3255

超音波パルス反射方式
mm
シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒

7MHz探触子 AD-3255-02（標準付属探触子）の場合 0.8 〜 200.0 mm
5MHz探触子 AD-3255-03（オプション探触子）の場合 1.0 〜 300.0 mm
5MHz探触子 AD-3255-04（オプション探触子）の場合 2.0 〜 300.0 mmの場合 4.0 〜 30.0 mm（※塗装越し計測）
エコー・エコー モード 5MHz探触子 AD-3255-04（オプション探触子）

精度保証温度範囲
音速可変範囲
表示範囲
表示分解能
被計測物

0.1 mm 0.5%
（ 計測範囲 0.8〜50.0mm）
0.1 mm 1.5%
（ 計測範囲 50.1〜300.0mm）

5 〜 40 ℃
1000 〜 9999 m/s
0.65 〜 600.0 mm
0.01mm / 0.1 mm 選択（ただし200.1mm以上の表示分解能は0.1mm）
金属、ガラス、プラスチックなど

計測の実行とその精度は、被計測物表面の状態に依存し影響されます。

一般仕様
表示部
電源 / 電池寿命
オートパワーオフ機能
電池容量表示
使用温湿度範囲
寸法 / 質量
付属品

セグメント方式液晶表示（ バックライト付き）
単3形アルカリ乾電池2個 / 連続30時間以上（25℃、バックライトオフ、4mm計測時）
約5分間使用しないと、20秒間表示が点滅して自動的に電源が切れます。
乾電池が消耗すると、乾電池マークが点滅します。
0〜50℃、85%RH以下（ ただし結露なきこと）
73（W）╳143（H）╳32（D）mm / 約160g（ 乾電池含まず）
7MHz探触子 AD-3255-02（標準探触子）１個、4mm相当試験片AD-3255-01 １個、キャリングケース １個、ストラップ１本、接触媒質用空ボトル 1 個、取扱説明書 1冊※ 塗装越しの厚さ計測は、塗装厚さ1mm 程度以下でかつ塗装厚さと計測対象物厚さの比が1：8 以上の場合に、計測対象物の厚さを計測することができます。ただし、塗装や計測対象物の状態等により測定できない場合があります。
また、塗装厚さを計測することはできません。

アクセサリ
4.00mm 相当試験片（ストラップ付）
AD-3255-01￥6,000（税抜）7MHz 探触子（標準付属探触子）
AD-3255-02￥30,000（税抜）5MHz 探触子
AD-3255-03￥30,000（税抜）★ 成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。標準価格 ¥10,000（税抜）
トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。標準価格 ¥12,000（税抜）255MHz 探触子（塗装越し計測）
AD-3255-04￥40,000（税抜）