费加罗评估模块用通信基板

EM7000操作使用说明书

目

录

１．概述
２．各组成部分名称与规格３．串行通信模式与传感器的安装3-1）对本通信基板的设置3-2）CO2 传感器的安装方法
3-3）其他 EM 系列评估模块的安装方法
４．专用 APP 与 USB 驱动器的安装方法
4-1) 专用 APP 全套下载4-2）USB 驱动器的安装方法
4-3）专用 APP 的安装方法
4-4）Framework 3.5 SP1 安装方法4-5）专用 APP 的卸载方法
５．EM7000 的使用方法
5-1）专用 APP 设置与检测数据收集操作顺序5-2）关于文档存储
６．不与电脑连接时的使用方法（仅限 CO2 传感器）７．注意事项
7-1）有关 EM7000 与电脑的连接7-2）有关专用 APP 的错误信息１．概述
EM7000 是一款可连接外部电脑，获取 EM 系列评估模块的输出信号，使气体传感器的特性评估变得简
单易行的通信基板。
本通信基板配备了以串行通信方式传输数据到外接电脑的 USB 连线、输出 CDM 系列 CO2 传感器浓度信号的 PWM 输出端子、以及将 PWM 输出转换成电压信号输出的端子。可迅速着手对我司生产的各型号气体传
感器进行特性评估。只要在外接电脑上安装好 PC 专用 APP，传感器输出的检测数据将以串行通信方式
传输到电脑，电脑监控画面即可实时显示输出曲线图。检测数据还可以 CSV 格式文档保存在电脑中，检
测结束后，还可以使用 Excel 这类表格计算软件进行数据加工。本通信基板出厂时附赠有 USB 连线与PC 专用 APP。但赠品里不包含气体传感器以及各型号 EM 系列评估模块，请根据评估目的所需另行购买各型号 EM 模块或传感器。

２．各组成部分名称与规格通信模式设定开关：SW2

SW3

SW4CO2 传感器安装插口CN2

接地(GND)CN5
USB 端子LED (TXD)

CN1

LED (RXD)电源开关 (SW1)

DC5V 电源输入端子（电源电压监测端子）

DC5.0V 电源接头
φ5.5×2.1（中心 ＋）CN7

接地(GND)（J1）

报警输出端子电压输出端子

图１CN6PWM 输出端子

各部件名称

GND

规格
型 号

EM7000

名 称费加罗评估模块用通信基板

应 用费加罗产 EM 系列评估模块以及 CDM716x

电 源

USB 接口或 DC 5.0V

USB 输出二氧化碳(CO2): 0 ～ 65,535ppm （注 1）
除 CO2 传感器模块以外的各种 EM（评估模块）取决于其具体规格（注 1）

PWM 输出 (1kHz) CO2 传感器模块：占空比 0～100% (CO2: 0～5,000 ppm 适用)
电压输出

CO2 传感器模块：0～5V (CO2: 0～5,000 ppm 适用)

报警输出

CO2 传感器模块：CMOS 输出（1,000ppm 以上为 High、900ppm 以下为 Low）

应用温湿度条件 0℃～50℃, 0～95%RH（不结露）
外形尺寸

约 60 x 68 x 22.6 mm（不含突起部）
高度包括衬板在内标准配件mini-B USB 缆线

１根2ＰＣ专用 APP 软件规格：操作系统：日文版 Windows®10, 64bit 版、英文版 Windows®10, 64bit 版（注 2、注 3）
监测画面显示：曲线图显示 0～5V, CO2 浓度显示值 0～65,535ppm（注 1）

检测数据存储格式： CSV 文档检测数据存储间隔：2 秒、4 秒、10 秒、20 秒、30 秒、60 秒、5 分、10 分、30 分、60 分

可存储数据量：约 24 小时以内的检测数据可以保存为 1 个文档
注１） 有关各评估模块规格请参见其产品介绍。
注２） Windows、Excel 属于 Microsoft Corporation 的注册商标。
注３） 针对上述操作系统的专用 APP 已经经过动作测试，但不对其动作进行保证。

３．串行通信模式与传感器的安装
本通信基板与电脑之间的串行通信通过 RS232-USB 转变进行。
CO2 传感器与本基板之间的通信方式仅以 I2C 方式进行，出厂设置如下：3-1）对本通信基板的设置
SW2、SW3、SW4(1～4)已经进行了如下设定：
SW2、SW3： 设定为 I2C 侧(图２为向下侧)SW4-1、SW4-2： 设定为ＯＮ侧(图２为向上侧)
SW4-3、SW4-4： 设定为ＯＦＦ侧(图２为向下侧)
SW2

SW3

SW4–

SW1
LED：TXD
LED：RXD

图 2 I2C 通信设定注意！
！SW2, SW3, SW4 的设定被改变的话有可能损坏 CDM716x。

33-2）CO2 传感器的安装方法
本品出厂时不带 CO2 传感器。在安装 CDM716x 系列 CO2 传感器时，请注意将 EM7000 上的连接口编码 CN1、CN2 与 CDM716x の的引脚编码对准后安装（图３）。
注意！
！安装或拆卸 CDM716x 之前，请务必将电源开关(SW1)置于 OFF 位置（图片中下侧）。
注）CO2 传感器模块 CDM716x 标准品上未带连接引脚端子。在采购 CDM716x 时，请至市面采购连接引脚端子并焊接到 CDM716x 后，再安装到本通信基板之上方可使用。

USB 接线No.1 引脚
电源(SW1)

图３ CDM716x 传感器安装3-3）其他 EM 系列评估模块的安装方法
本品出厂时不带各种 EM 模块以及传感器。 安装时请注意将 EM7000 上的连接口 CN5 或 CN6 对准引脚编号后进行操作。（参见图４）

图４

各种 EM 模块的安装示例

4

４．专用 APP 与 USB 驱动器的安装方法
在给电脑安装 USB 驱动器前，请按照微软网站有关说明，对正在使用的电脑操作系统 Windows 版本进行确认。

微软网站链接：(1) Windows 版本确认方法：https://www.microsoft.com/ja-jp/safety/pc-security/ver_win.aspx(2) 32 位版、64 位版的确认方法：https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/827218
注意！
！USB 驱动器安装完成以前，请勿将本通信模块与电脑进行连接。

4-1) 专用 APP 全套下载
请至我司官网 HP 下述网址下载整套专用 APP。
http://www.figaro-china.com/product/entry/em7000.html
点击「专用 APP 下载」键后，会显示客户信息登录框，请填写必要信息后点击发送。
专用 APP 下载链接 URL 将被发送到已登记的电子邮箱。将文件下载到电脑的任意位置（如桌面），将压缩文件（ZIP）解压，为安装做好准备。
4-2）USB 驱动器的安装方法
请将解压文件夹内的[USB Driver]按照如下顺序安装到电脑中。操作系统如果是 Windows 7 的话，由于版本差异，下述顺序与显示画面会出现部分不同。
① 打开[USB Driver]文件夹，双击以下运行软件文档。
・操作系统为 32bit 版 Windows OS 时，双击"dpinst-x86.exe"。
・操作系统为 64bit 版 Windows OS 时，双击"dpinst-amd64.exe"。
② 显示允许使用协议后，确认内容并选择[同意]后，点击[下一步]，开始安装。
③ USB 驱动器安装完毕后，点击[完成]键，关闭安装画面。
④ 使用附属的 USB 连接线将本通信基板的 USB 端子连接到电脑的 USB 端子。
⑤ 将 EM7000 上的电源开关 SW1 置于 ON 的位置，确认电脑画面中 USB 驱动器已被识别。
⑥ 从开始菜单的“设置”中选择“设备”再从相关设置中选择“设备与打印机”。
⑦ 右键点击 USB 驱动器图标 "FT232R USB UART"，选择“属性”（图５）。

5图5⑧USB 驱动器图标（设备与打印机显示图例）

点击"属性"画面中的"硬件"，在显示画面确认 COM 端口编码（见图６），请记录 COM 端口编
码，以便在对专用 APP 进行初始设置时（请参见（5-1）⑥）使用。

图6COM 接口编码64-3）专用 APP 的安装方法
在解压文件夹内打开”Conc Measure”文档，确认专用 APP 运行软件 ConcMeasure.exe 已经安装。

专用 APP 运行软件图标：ConcMeasure.exe4-4）Framework 3.5 SP1 的安装方法
如果身边的电脑中还未安装.NET Framework 3.5 SP1 这个软件，运行 ConcMeasure.exe 文件时，会出现如图所示的出错画面，请至画面下方提示的微软网站下载安装该软件后使用。

(日文版)
https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=22(英文版)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22(中文版)
https://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=224-5）专用 APP 的卸载方法
将以下软件从电脑的各个文件夹中删除即可。
・ConcMeasure.exe

7５．EM7000 的使用方法（使用专用 APP 时）
给电脑安装了专用 APP 与 USB 驱动器（FT232R－USB UART）后，只要使用 miniB-USB 连接线将 EM7000 连
接到电脑上，即可便捷地将费加罗产各种 EM 模块检测所得数据与 CDM716x 所检测得到的 CO2 浓度数据进行收集保管。

5-1）专用 APP 设置与检测数据收集操作顺序
① 给EM7000上安装各种EM模块或CDM716x（参照3.）。
② 给EM7000上的DC电源接头（J1）通入DC5.0V的电流。
③ 使用miniB-USB连接线将EM7000与电脑进行连接。

SW1(电源)④ 将EM7000上的SW1(电源开关)置于ＯＮ的位置（参见图7）。

↑ON⑤ 双击已经安装到电脑上的专用 APP 图标(ConcMeasure.exe)，↓OFF显示如图 8 所示的启动画面。

图７
ConcMeasure.exe

图8 专用APP启动画面

8

⑥ [COM No.] COM 接口编码设定在画面左侧的"COM No."处设定连接了 EM7000 的 COM 接口编码。
※关于 COM 接口编码的确认方法请参见 4-2)顺序⑥～⑧。
⑦ [Save Interval] 记录时间间隔设定以 CSV 格式存储的检测数据记录时间间隔，可在画面右下方的 Save Interval 下拉菜单里从“2秒、4 秒、10 秒、20 秒、30 秒、60 秒、5 分、10 分、30 分、60 分”的选项中选择任意一个时间间隔。
注）画面上的检测数据曲线图显示间隔为固定的 2 秒钟。
⑧ [Communication] 串行通信方式选择
请选择 I2C 通信，以和 EM7000 之上的串行通信方式设定相匹配。
⑨[Save Folder] 存储位置的设定会显示默认的存储位置文件夹目录。
还未开始检测时，只要按下[Change]键，就可以修改检测数据（CSV 格式文档）的存储位置。

⑩[Save File Name] 存储文档名称的设定
检测数据将会象「SEB_20230919-1.csv」这样，在[File name]栏输入的文档名后面自动生成日期(20230919)与序号（-1）后，作为完整的文档名称进行存储。

⑪[Free Word] 自由字符的输入
可以在[Free Word]栏输入有关检测信息或备注，作为 CSV 文档的标题记录下来。

⑫

开始检测
・按下[Start]键，检测开始，显示检测数据曲线图。
・检测间隔以 2 秒为一个周期，画面上显示的是从最新检测数据倒推到约 16 分钟前的检测数据（参见图 9）。
・检测数据将根据事先设定的记录间隔以 CSV 格式文档保存到电脑中。

（有关存储位置与存储文档名称的修改方法请参见 5-2）内容。）

图 9 检测数据示例9⑬ 终止检测点击[Stop]键终止检测。
检测被终止后，所测数据以 CSV 格式被保存。
注意！
！安装、拆卸各种 EM 模块以及 CO2 传感器前，请务必将电源开关置于 OFF 位置。
5-2）关于保存文档
① 检测数据可以以 CSV 格式文档保存到存储位置的指定文件夹里。
默认的存储位置为 C:\Users\用户姓名\Documents 文件夹。存储位置见下：・Windows10
右击开始键 ⇒Explorer ⇒选择 Folder area 的 Documents② 检测不在进行时，可对下述存储位置内容进行修改。
・文件夹名称： 点击 Save Folder 栏右边的[Change]键。
・文档名称： 可以在 File Name 侧面的文本框（Textbox）中直接输入。
（默认的文档名称为“SEB”。）
实际存储的文档名称与文件夹·目录会显示在 Save File Name 文本框区域。在 File Name 栏显示的文档名称之后将自动生成”_YYYYMMDD-N.csv”标识。
・YYYY :以阳历显示电脑时钟的 4 位数年份・MM:电脑时钟显示的 2 位数月份・DD:电脑时钟显示的 2 位数日期

・N:从１开始自动生成序号※１个文件可以保存约 24 小时的检测数据。超过这个时间的话序号以 N+1 的形式递增形成新的文档
名称。
③ 存储下来的 CSV 格式文档，在检测结束后可以导入 Excel®等表计算软件进行任意加工（参见图10）。
④

图 10

使用 Microsoft Excel®打开 CSV 文档示例10

如图 10 所示，以下检测信息将被记录。
●１～7 行：
专用 APP 名称与版本号
检测日期、开始时间保存周期(Save Interval)
COM 编码AD 转换最大值［V］● 8～9 行： 输入的自由字符●11 行以后：・A 列： 检测数据采样号 No.从 0 开始顺序记录。
・B 列： 如果安装了 CDM716x，检测所得 CO2 浓度(单位：ppm)将被依序记录。
・C 列～H 列：将连接的 EM 模块的输出电压依序记录。

６．不与电脑连接时的使用方法（仅限 CO2 传感器）当不与电脑连接，单独使用 EM7000 时，请按照图 1 的电源连接口端子与接地间连接 DC 5V 的电源即可使用。
・PWM 输出端将输出 CDM716x 的 1kHz 频率原始信号。
（CDM716x 标准设定为：PWM 的占空比 0～100% ，与 CO2 浓度 0～5,000 ppm 相对应）・电压输出端子将输出来自 PWM 电压输出转换而来的浓度信号。
（CDM716x 标准设定为：0～5V 的输出电压，与 CO2 浓度 0～5,000 ppm 相对应）・报警输出端子将输出与 CO2 浓度相对应的 CMOS 信号。
CDM716x 标准设定为：超过 1,000ppm 时为：High，低于 900ppm 时为：Low。

７．注意事项7-1）有关 EM7000 与电脑的连接・将 EM7000 连接到电脑上之前，请务必先将各种 EM 模块或 CDM716x 安装到 EM7000 之上方可。
・当 EM7000 与电脑进行连接后，绝对不能将 CDM716x 从 EM7000 上取下来。
・使用专用 APP 进行检测的过程中，请勿断开 EM7000 与电脑之间的连接线。
7-2）有关专用 APP 的出错信息显示出错信息时，请检查确认以下内容。
(但，出错信息内容将因发生错误的位置、原因的不同而不同。)

11

① 出错信息： [It failed on COM Port Open.]・请在专用 APP 的画面上确认 COM 接口设置是否正确。
设备管理上会显示"FT232R USB UART"。
・请检查确认 EM7000 上的 CDM716x 传感器安装是否正确。
② 出错信息：[It failed when Lamp Interval couldn’t get in I2C Communication.][Failed on Lamp Interval Data!]
・通信基板上的串行通信方式设置与专用 APP 画面上的通信方式选择不一致。

※本通信基板 EM7000 是协助费加罗产 EM 各型号模块评估传感器的一种工具。
并不是可与其他设备组合使用的模块。
而且为提高性能，本规格书的内容可能在未事先通知的情况下做出改变。

费加罗技研株式会社
大阪府箕面市船場西 1-5-11
邮编：562-8505
電話：81-72-728-2044
咨询请至官网登记办理
URL:www.figaro.co.jp

为提高性能，本规格书的内容可能在未事先通知的情况下做出改变。

12REV.11.23