［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方発電所 モニタリングポスト等の指示上昇について
Ｒ５.６.12
原子力安全対策推進監
電話番号 089-912-2352［異常の区分］有[評価レベル －Ａ ・ Ｂ

国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分

発生日時

・ＰＰ

１号・２号・３号・共用設備

発生場所
種

無有・無
[漏えい量 － ]令和５年５月７日２２時５０分

外部への放射能の放出・漏えい

異常の概要

・
]
・ Ｃ

管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他・核物質防護類［異常の内容］
5 月 7 日(日曜日)23 時 20 分、四国電力株式会社から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 5 月 7 日 22 時 50 分頃、伊方発電所敷地境界に設置している野外モニタの指示値が上昇し、中央制御室に「10 分平均注意」を示す信号が発信した。
２ 信号を発信した野外モニタと、信号発信時の 10 分平均指示値及び 10 分平均注意の信号設定値は以下のとおりである。
モニタ名称
モニタリングステーション
モニタリングポスト１
モニタリングポスト２
モニタリングポスト３
モニタリングポスト４
指示値 ※ １63 nGy/h（ 56 nGy/h）（ 65 nGy/h） ※ ２（ 58 nGy/h） ※ ２（ 64 nGy/h） ※ ２設定値
62 nGy/h66 nGy/h
70 nGy/h
65 nGy/h
68 nGy/h※１ （ ） 内の測定値は、「10分平均値注 意」信号を発信していない値で あり、参考までに掲げた。
※２ 23時 10分モニタリングポスト２、３、 ４も「10分平均値注意」発信（ モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト ２ ： 73 nGy/h、 モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト ３ ： 66 nGy/h、 モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト ４ ： 70 nGy/h）

３信号発信 時 、 発電 所か ら 放 射 性気 体廃棄物の放出は実施しておらず、現在の発電所周辺の天候は雨であるこ とか ら 、 降雨に よ る 影 響 も含めて詳細を調査中である。降雨による影響の場合には、引き続き他の野外モニタにおいても「 10分平均注意」を示す信号が発信する可能性がある。

［異常の原因及び復旧状況 ］
5 月 8 日(月曜日)6 時 30 分に、四国電力株式会社から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 以下の調査結果より、降雨による自然変動と判断した。
・信号発信時、発電所か らの放射性気体廃棄物の 放出実績はなく、排気筒 のモニタ指示値にも異常は認められなかった。また、 5 月 8 日 0 時 0 分に全ての野外モニタにおいて指示値は設定値を下回った。
・当該野外モニタのデー タ解析を実施した結果、 自然放射性核種による上 昇は見られたが、人工放射性核種による特異な上昇は見られなかった。
・22 時 50 分に信号が発信した際、発電所では他の異常事象は発生しておらず、発電所周辺における降雨により他の野外モニタも同様に上昇している。
２ また、本事象における野外モニタの最大 10 分平均指示値は以下のとおりである。

３

モニタ名称
最大値

モニタリングステーション
69 nGy/h

モニタリングポスト１
65 nGy/h

時間23時 10分 ・23時 20分

23時 30分

モニタリングポスト２
73 nGy/h
23時 10分 ・23時 20分
・ 23時30分

モニタリングポスト３66 nGy/h

モニタリングポスト４70 nGy/h

23時 10分

23時 10分 ・23時 20分

なお、本事象によるプラントの運転への影響及び環境への放射能の影響はない。

県 とし ては、 四 国 電 力 株 式 会 社 の 調 査 結 果 及び過去 の同 様の事 例等 から、降 雨に よる自 然放 射線の上昇による影響と判断しました。

（伊方発電所及び周辺の状況）

原子炉の運転状況［事象発生時の状況］

１号機

廃止措置中

２号機

廃止措置中

３号機

運転中（出力発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況％）・停止中

通常値
・
異常値
（降雨により放水口水モニタ値が上昇）
通常値
・
異常値
（降雨により全方位の測定局の値が上昇）

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。
２

県の公表区分
内区分
Ａ

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射性物質の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ○区分Ａ，Ｂ以外の事項

ＰＰ ○核物質防護に影響がある事態
３

管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射性物質を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

発信年月日発
当信者号 機(定格出力)

伊方

令和

５年

伊方発電所
１号機

発 電 所 情（お知らせ）
５月

７日

(日)

２号機

廃止措置中

MWにて(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第１６回設備トラブル

１．発生日時：
２．場

所：

２０分

３号機（８９０ＭＷ）
1.出力

廃止措置中

２３ 時

野口

該

発生時
機 状 況

報・人身事故

５月・

７日

伊方発電所

定期事業者検査中

地震

２２時

・

核物質防護・

その他

５０分

野外モニタ（管理区域外）

発 生 状 況概
要 ３．状

況：５月 ７日２２時５０分頃、伊方発電所敷地境界に設置している野外モニタ指示値が上昇し、中央制御室に「１０分平均注意」を示す信号が発信しました。
信号を発信した野外モニタと、信号発信時の１０分平均指示値および１０分平均注意の信号設定値は以下の通りです。

ﾓﾆﾀ名称指示値
設定値＊（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(nGy/h)
63 69※1６２ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
ﾎﾟｽﾄ 1(nGy/h)(56) (62)※ 1６６ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
ﾎﾟｽﾄ 2(nGy/h)(65) 73※ 1７０ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
ﾎﾟｽﾄ 3(nGy/h)(58) 66※ 1６５ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
ﾎﾟｽﾄ 4(nGy/h)(64) 70※ 1６８）内の測定値は、「１０分平均注意」信号を発信していない値であり、参考までに掲げた。

※１:23 時 10 分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ 2,3,4 も「10 分平均値注意」発信、指示値は 23 時 10 分の値

信号発信時、発電所から放射性気体廃棄物の放出は実施しておらず、現在の発電所周辺の天候は雨であることから、降雨による影響も含めて詳細を調査中です。降雨による影響の場合には、引き続き他の野外モニタにおいても「１０分平均注意」を示す信号が発信する可能性があります。

運転状況

備考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊発信年月日発

信

当者号 機(定格出力)

該 発生時
状 況機

方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）

令和５年
伊方発電所

５月

８日

(月)

３０分

野口

１号機

２号機

３号機（８９０ＭＷ）
1.出力

廃止措置中

廃止措置中

MWにて

(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第１６回設備トラブル
１．発生日時：

６時

・

人身事故

５月

７日

定期事業者検査中

・

地震

２２時

５０分

・

核物質防護・その他

２．場
所： 伊方発電所 野外モニタ（管理区域外）
３．状況：
５月 ７日２２時５０分頃、伊方発電所敷地境界に設置している野外モニタの指示値が上昇し、中央制御室に「１０分平均注意」を示す信号が発信しました。
信号を発信した野外モニタと、信号発信時の１０分平均指示値および１０分平均注意の信号設定値は以下の通りです。
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝﾎﾟｽﾄ 1ﾎﾟｽﾄ 2ﾎﾟｽﾄ 3ﾎﾟｽﾄ 4
ﾓﾆﾀ名称(nGy/h)(nGy/h)(nGy/h)(nGy/h)(nGy/h)63 69※1(56) (62)※ 1 (65) 73※ 1(58) 66※ 1(64) 70※ 1
指示値
設定値＊（６２６６７０６５６８）内の測定値は、「１０分平均注意」信号を発信していない値であり、参考までに掲げた。

※１:23 時 10 分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ 2,3,4 も「10 分平均値注意」発信、指示値は 23 時 10 分の値

発生状況
概要

信号発信時、発電所から放射性気体廃棄物の放出は実施しておらず、現在の発電所周辺の天候は雨であることから、降雨による影響も含めて詳細を調査中です。降雨による影響の場合には、引き続き他の野外モニタにおいても「１０分平均注意」を示す信号が発信する可能性があります。
【第１報お知らせ済み】
以下の調査結果より、降雨による自然変動と判断しました。
・信号発信時、発電所からの放射性気体廃棄物の放出実績はなく、排気筒のモニタ指示値にも異常は認められませんでした。また、５月８日０時００分に全ての野外モニタにおいて指示値は設定値を下回りました。
・当該野外モニタのデータ解析を実施した結果、自然放射性核種による上昇は見られましたが、人工放射性核種による特異な上昇は見られませんでした。
・２２時５０分に信号が発信した際、発電所では他の異常事象は発生しておらず、発電所周辺における降雨により他の野外モニタも同様に上昇しています。
また、本事象における野外モニタの最大１０分平均指示値は以下の通りです。
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝﾎﾟｽﾄ 1
ﾎﾟｽﾄ 2
ﾎﾟｽﾄ 3
ﾎﾟｽﾄ 4
ﾓﾆﾀ名称(nGy/h)(nGy/h)(nGy/h)(nGy/h)(nGy/h)６９（６５）
７３
６６７０最大値時間

２３時１０分
２３時２０分

２３時１０分
２３時３０分

２３時２０分
２３時３０分

２３時１０分

２３時１０分
２３時２０分

なお、本事象によるプラントの運転への影響および環境への放射能の影響はありません。本事象に係るお知らせは本報をもって終了させていただきます。

運転状況
備考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。
格納容器スプレイ冷却器：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]：管理区域（高圧タービンへ）

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

格納容器スプレイポンプ○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。
高圧注入ポンプ○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン余熱除去冷却器

循環水ポンプ

発電機

余熱除去ポンプ
Ｍ

取水口

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

主給水ポンプ○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧給水加熱器○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済燃料

排ガスファン
フィルタ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

伊方発電所

モニタリングポスト等の指示上昇

モニタリングステーションの外観

モニタリングポストの外観（写真はモニタリングポスト１）

用語解説○ 野外モニタ（モニタリングステーション、モニタリングポスト）
伊 方発電 所敷地 境界にお いて空間放射線の線量率 等を連続測定、監視するための測定器を備えた野外測定設備。
○モニタリングステーション
伊方発電所敷地境界の空間放射線量率を測定するモニタおよび大気中のほこり・ちりなどに含まれている放射能量を測定するモニタを設置している。
○モニタリングポスト
伊方発電所敷地境界の空間放射線量率を測定するモニタを設置している。
○ 信号設定値
線 量率等 につい て、通常 の変動範囲を超える上昇があった際に、 早期の確認 等を行う ために設けて おり、原則過去５ 年間の年度ごとの最大値の平均値を超える値を設定している。
○ 人工放射性核種
核分裂によって生成するセシウム１３７や腐食生成物（さび）が原子炉の中で中性子を吸収して生成するコバルト６０などがある。
○ 自然放射性核種
ウラン、ラドン、カリウム－４０のような、もともと自然界にある放射性核種。
※降雨によりモニタリングポスト等の測定値が上昇する理由
降 雨があ ると、 大気中の 自然放射性物質が地表に洗い落 とされ、地表近くの放射線量が上昇する。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
令和5年05月07日（日）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局
時刻 22:30 22:40 22:50 23:00 23:10 降雨時 降雨時以外
モニタリングステーション（九町越）
49
63
70
73
77
46
19
モニタリングポスト伊方越
58
62
71
72
72
55
20
愛 モニタリングポスト湊浦
47
51
56
56
61
46
25
モニタリングポスト川永田
55
63
71
74
79
53
26
媛
モニタリングポスト九町
61
73
78
79
81
56
35
37
44
46
45
45
4216
県 モニタリングポスト大成
モニタリングポスト豊之浦
59
69
75
78
85
54
26
モニタリングポスト加周
61
74
78
76
74
62
28
モニタリングステーション
43
56
63
66
69
42
18
モニタリングポストNo.1
41
52
56
59
62
45
18
四43
57
65
69
73
45
16
国 モニタリングポストNo.2
電 モニタリングポストNo.3
41
51
58
63
66
42
15
力 モニタリングポストNo.467704617445564㈱ １・２号機放水口水モニタ
10.6
5.3
5.3
4.1
4.8
5.2
３号機放水口水モニタ
3.33.43.33.33.25.9(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力規制庁の「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
モニタリングステーション及びモニタリングポストについては、過去２年間（令和２，３年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）を「平常の変動幅」、放水口水モニタについては、平成28年度～令和２年度までの測定値における各年度の最大値の平均値を「平常の変動幅」の最大値としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140.01
人工
放
射
線

0.1

10

10.05

0.66.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団
検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100ミリシーベルト

50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）