EPＵ355 一酸化窒素 USB isoPod
ソフトウェアでコントロール● Pod-Vu 専用ソフトウェアでプラグ&プレ● 電気アイソレート式でクロストークを解消● 測定範囲、±2 nA ～ ±2 µA● ゼロオフセットコントロール付き●《概要》
小型で電気アイソレーション式のUSB対応の測定器で、ポーラログラフィックタイプのNO(一酸化窒素)測定に使います。

《対応》
この isoPod はポーラログラフィック（Clark）タイプのNO電極に対応します。専用の標準タイプは生体標本、in vivo測定にも最適です。
• NOeD-405DN NO電極標準タイプ• 特注NO電極も作成可能
USB端子を持つWindows XP 以降のコンピュータに対応。
シリアルに互換性のある下記ソフトウェア（RS232）を使ってコントロールすることができます：• Connect™, www.labtronics.com/DI/RS232_Software.htm

ファラディーケージ内でも最小のノイズレベルで測定できます。４台以上の isoPods を使う場合は、電源付きのUSBハブをお使いください。

《Pod-Vuソフトウェア》
eDAQ Pod-Vuソフトウェアのデモンストレーションバージョンが、付属のUSBメモリースティックの中に入っています。
この
Pod-Vuを購入するとライセンスコードが提供されますので、Pod-Vuの全ての機能が利用できます。
Pod-Vuは自動的にバーチャルシリアルポートを構築し、接続した全てのUSB isoPodにロケーションを割り当てます。PCのUSB端子に接続するだけで、ソフトウェアからコントロールできます。操作の詳細はマニュアルをご覧ください。
Pod-Vuは最大８台のisoPodに対応し、使用するセンサーの較正、データの収録、グラフィック表示をリアルタイムで実行します。

• WinWedge®, www.taltech.com/products/winwedge.html• Tera Term, http://logmett.com/• Pod-Vu, http://www.edaq.com/
または、LabView、Visual Basic、C++ などを使って独自のソフトウェアを作成します。

《仕様》

入力レンジ (及び分解能):

2 nA
20 nA
200 nA
2 µA

最大出力シグナル:+500 ～ +1000 mV、50 mV ステップ

オフセットゼロ:±2 µA

標準RMS ノイズ:*

30 fA @ 1 /s 以下《作動原理》

コネクター：BNC (入力), ミニUSB

一酸化窒素 isoPod は電解電圧をセンサーの内部電極(陽極と陰極)に印加し、その結果生ずる電流シグナルを測定します。
一酸化窒素の酸化に必要な電解電圧を与えると、作用電極(陽極）では:出力データ：ASCII or 32 bit binary IEEE floatingpoint

出力レート：～ 100 /sCOM ポート設定：

115200 ﾎﾞｰﾄﾞ；8 ﾋﾞｯﾄ；1 ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ
no parity; flow NONEの反応が起こり一酸化窒素の濃度に比例する電流が流れます。

サイズ (l x w x h)：

108 x 58 x 35 mm

重量200 g

電解電圧は +500〜+1000mV まで設定できますが、通常は+800 mV が適正な電圧です。

使用条件：

温度：0～40°
C
湿度：0～90% (非結露)《アプリケーション》
一酸化窒素濃度の連続モニターを必要とする分析化学、生化学、生理学研究に最適です。電気的にアイソレートされていますので、pH電極やISE電極などと同時測定しても各センサーからの干渉を最小限に抑え、安定した測定ができます。

> NO3– + 4H++ 3e–
NO + 2H2O ———この isoPod はUSBネットワークからDC電源を受けますので、
www.eDAQ.jp
E-mail: info@edaq.jp
e-corder® とisoPod™ 、Pod-Vu™はeDAQ 社の登録商標です。
それ以外は、それぞれの所有者の商標です。

(625 aA)(6.25 fA)
(62.5 fA)
(625 fA)eDAQ 社は、上記の仕様を予告なく変更する権利を留保します。
*ファラディーケージ内でレンジ 20 nA、1 Gohm 負荷時。
保証期間: eDAQ 社のハードウェアは１年間の品質保証が付いています。

バイオリサーチセンター株式会社 eDAQ事業部〒461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 Tel:052-932-6421

シリアルコミュニケーション
このisoPod はUSB端子に対応し、Windows、Mac OSX、及び Linux コンピュータのバーチャルシリアルポートとして機能します。Windows XP 以降のコンピュータ用のUSBドライバーと互換性があります。
ドライバーは付属のUSBメモリース
ティック、又は下記からダウンロードできます。
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
isoPod をシリアル(RS232)デバイスとして扱いますので、通信用のソフトウェアをLabView、Visual Basic、C++などを使って作成しコントロールします。
まず、シリアルポートの番号を規定します。Windows コンピュータのシリアル番
号１と２はマザーボード用に割り当てられていますので、isoPod には通常シリアルポート３(COM3) かそれ以上の番号を割り当てます。
このバーチャルシリアルポートのコンフィギュレーションを115200ﾎﾞｰﾄﾞ、8 ﾋﾞｯﾄ、1 ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ、no parity とし flow control は NONE とします。
正しくコンフィギュレートされるとコマンドプロンプト EPU355> が表示し、新規コマンドが送信できます。

双方向通信ターミナルエルミネーションソフト (例えば Tera Term) を使えば、手入力でisoPod と双方向通信ができます：
1. http://logmett.com から Tera Term のインストラーをダウンロードする。
2.不必要なものをインストールしないために、‘Compact Installation’ オプシ
ョンを選んでインストールしてください。
3. isoPod を接続し、USBドライバーが必要なら付属の isoPod インストラー
USB メモリースティックをコンピュータにつなぎます。
4. Windows のデバイスマネージャーを開き、isoPod とそれに対応する COMポートを ‘Ports (COM & LPT)’ リストから見つけてください。
どの COM ポートが対応しているかは判りませんが、COM3 以上のポートです。
5. Tera Term ソフトウェアを立ち上げ、Setup メニューの serai port... を選び、上記のシリアルポートを指定します。OKをクリックして Tera Term メインウィ
ンドウに戻し、リターンキーで EPU355> プロンプトを呼び出します。
双方向通信が設定できたらシリアル通信が確保されますので、ソフトウェアを書き込む操作を進めてください。

シリアルプロトル
EPU355> help
EPU355> ?
コマンドリストを返す。
EPU355> set range <r>
ナノアンペアでレンジを設定。<r> = 20、200、2000、または 20000。
確認ストリングスを返す。
EPU355> get range
レンジ設定を返す。
EPU355> set Vex <amount>
印加/静止電圧を設定。<amount> = 0 ～ –1.000 V、確認ストリングを返す。
EPU355> get Vex
印加/静止電圧をボルトで返す。
EPU355> set offset auto
入力するシグナルが自動的にゼロ nAになるようにオフセットを設定。
EPU355> set offset <amount>
シグナルに <amount> nA (～2000 nA )のオフセットを適用。
EPU355> set offset 0
EPU355> set offset off
適用したオフセットを消去。
EPU355> set units
較正後に使う単位名を設定。例えば、ppb NO、nM、ng/L.。
確認ストリングを返す。
EPU355> get units
単位名を返す。
EPU355> r
シグナルの測定値を返す。10 Hz(10回/秒)まで繰り返し可能。
EPU355> v
シングル値を返す。測定は数値として、単位名などの文字は除く。
10 Hz (10回/秒) まで繰り返し可能。

EPU355> sample ascii <freq> [N]EPU355> sample binary <freq> [N]
周波数 <freq> で読み取り、<freq> を1～100Hzの整数で返す。測定値はASCII か 32 bit binary IEEE 浮動小数点データとして返す。[N] に任意の整数 を設定し、それをサンプル数として返す。! でこのモードは終了。<freq> を文字 #にすると、毎回シングル値を # で送信。
EPU355> interval ascii <time> [N]EPU355> interval binary <time> [N]ワンサンプルを毎時 <time> 秒で返す。[N] に任意の整数 を設定し、設定したそのサンプル数を返す。! でこのモードは終了。
EPU355> cal set <N> <value>
N番目の較正ポイント数 <N> を設定し、測定値は指定した単位で表わされ<value> とする。ただし、<N> は 1～15 の整数。<N> = 1 (一点較正) の時は、ゼロシグナルをゼロと見なし、較正曲線は原点を通る最適化直線とする。
EPU355> cal set <N> <value> <current>
N番目の較正ポイント数 <N> を設定し、測定値 <current> ナノアンペアを指定した単位の値 <value> で表す。ただし、<N> は 1～15 の整数。<N> = 1 (一点較正) の時は、ゼロシグナルをゼロと見なし、較正曲線は原点を通る最適化直線とする。
EPU355> cal remove <N>
N番目の較正ポイント <N> を消去。それ以後のポイント番号は１ポイントずつ減らす。
その較正ポイントで再較正する。
EPU354> cal remove all
全ての較正ポイントを消去。
EPU355> cal get
全ての較正情報を返す
EPU355> res
現行シグナルを読み取り、Vexをこの値で割って抵抗値を算出する。この演算を示すストリングを返す
EPU355> version
ファームウェアのバージョン番号を返す。
EPU355> prompt off
EPU355>プロンプトを終了。
prompt on
プロンプトに戻す。

スタートの方法
上記のプロトコルに従って独自のソフトウェアを作成する場足は、Ters Term のような端末エルミネーションソフトを使い、各コマンドを手入力で isoPod に送ることから始めてください。期待通りの応答が得られ、プロトコルが変更されても必ず対応できる筈です。