Humidity probes

HC2A特長◦ 相対湿度、温度測定◦ 高精度、再現性と長期安定性に優れている◦ 最新設計のプローブハウジングとセンサー構造を採用◦ センサー交換可能◦ ホットスワップ対応

アプリケーション
HC2A-S
HC2A-SH

HC2A-S3
HC2A-S3H

HC2A-SM◦ 製薬◦ 気象観測◦ 食品工業◦ ビル空調管理◦ 製紙、製本業

湿度センサー HYGROMER HT-1
• 優れた高精度および信頼性（Up to ±0.5%rh）• 長期安定性（<1%rh/年 ＊クリーエアー下）

スマート・エレクトロニック• ロトロニック社 AirChip3000技術に基づく最新設計• 露点、霜点を演算値として出力• アラーム生成• 調整データを保存し、再調整せずにプローブを交換可能• ホットスワップ対応

フレキシビリティと互換性
1• ユーザー変更可能なアナログ信号出力（2ｘ0...1V）• UART経由のデジタルインターフェース2• ロトロニック社製HC2デバイスまたはOEM3アプリケーションとの迅速なインターフェース1 HW5ソフトウェアとサービスケーブル（AC3001）が必要
2 ユニバーサル非同期受信トランスミッター
3 委託を受けて他社ブランドの製品を製造すること、あるいは委託を受けた企業

www.rotronic.jp

HC2A-S
HC2A-SHHumidity probes

HC2A

高精度モデルHC2Aは、工場出荷時に10、20、30、40、50、60、70、80、90 %rh（＠23℃）
で調整され、その後、国内にて20、50、80%rh（＠23℃）
で再校正されます。
オーダーコードタイプ

精度@23℃

測定範囲

センサーチップ

長期安定性

HC2A-SH

高精度

HC2A-S3H

メテオ4高精度±0.5 %rh±0.1K-50..100℃
0...100%rh

HYGROMER HT-1

<1%rh/年＊クリーンエア

測定範囲

センサーチップ

長期安定性

標準精度モデル
標準精度プローブは、10,35,80%rh（＠23℃）
で工場調整されています。
オーダーコードタイプ

HC2A-SStandard

HC2A-S3

Meteo4 Standard

HC2A-SM

Steel Probe

HC2A-S-HH

Standard Probe for Rough environment5

精度@23℃±0.8%rh±0.1K±1.0%rh±0.1K-50..100℃
0...100%rh

HYGROMER HT-1

<1%rh/年＊クリーンエア

Hygromer HH-1

コンピューターとの接続
ケーブルAC3001は、USB経由でコンピューターに直接接続し、HW5ソフトウェアを使用して、HC2Aプローブの以下のパラメーターを調整することができます。
• アナログ出力のスケール• アナログ出力の演算パラメータフィルター
オーダーコードタイプ

SPA-PCB-PE
SPA-PCB-PTFE

フィルター材質
ポリエチレン,白色ポリカーボネート,黒色PTFE,白色

SPA-PCB-WM

ワイヤーメッシュ 1.4401

SPA-PCW-PE

ポリエチレン,白色SPA-PCW-PTFE ポリカーボネート,白色PTFE,白色SPA-PCW-WM

ワイヤーメッシュ 1.4401SPA-PE

ポリエチレン

SPA-PTFE

キャリアなし,フィルターのみ

SPA-WM
SPA-SS-WM

1,4301SPA-SSSステンレス鋼, 1.4404

SPA-SS-PFTE
SPA-SSステンレス鋼, 1.4301

動作範囲

10μm
40-50μm-50…100℃

10μm
40-50μm

PTFE,白色
ワイヤーメッシュ 1.4401

10μm
25 μm

テフロン
フィルターなし

標準: HC2A-S + SPA-PCB-PE フィルター付き（ポリエチレ,白色）

4 直射日光による加熱を避けるため、ハウジングは白色で統一されています。
5 過酸化水素（H2O2）
アプリケーションに適しています。詳細はHYGROMER HH-1のデータシートをご参照ください。

www.rotronic.jp

細孔径40-50μm

10μm--100...200℃

Humidity probes

HC2A

延長ケーブル
延長ケーブルでプローブと変換器（表示器）の距離を延長することが可能です。
• パッシブ接続は5mまで可能（下表参照）• アンプケーブル（AC3003）で最大100mまで接続可能

HC2A プローブ

Ex-xx A 延長ケーブル
最大 5 m変換器
HP シリーズ
HF5 シリーズ

AC3003
最大 100 m変換器
HP シリーズ
HF5 シリーズ

HC2A プローブ

電源供給

オーダーコード

ケーブル長

E2-01A

1m

E2-02A2m

E2-05A5m

E3-01A1m

E3-05A5m

色黒白

オーダーコード

ケーブル長AC3003信号増幅器、プローブ、計測
Self assembly
器側ラスター端子付

AC3003/10
AC3003/20
AC3003/50

色10m
AC3003、ラスター端子、組20m
立済みCat.5付きケーブル
50m

技術仕様
HC2A-S, HC2A-S3, HC2A-SH, HC2A-S3H, HC2A-S-HH
Ø 15mm

SW 14108 mm

ピンアサイン

HC2A-SM

1234567V+
GND (デジタルおよび電源)
RXD (UART)TXD (UART)
アナログ信号 湿度(0...100 %rh = 0...1 V)
アナログ信号 °C(-40...60 °C = 0...1 V)
アナログGND(アナロググランド)Technical Data

www.rotronic.jp

供給電圧

3,3…5VDC

消費電流

約5mA
（DC3.3Vで調整）

不可抵抗> 10kΩ

IP保護

IP65
（センサー部を除く）

デジタル通信

UART（19200 ボード固定）

測定間隔

1.5秒後に最初の測定
測定間隔1秒Humidity probes

HC2A

Humidity Window

Temperature Window

HC2A-ICHC2A-ICHC2A-S(%RH)

0.5

1000.4

900.3

Peak load: 100 h 180706050± 2.8 %RH± 1.8 %RH

± 1.3 %RH

± 0.8 %RH

± 1.3 %RH± 2.3 %RH

10± 3.3 %RH

20± 4.5 %RH

4030HC2A-S

0.20.1
0.0-0.1-0.2-0.3-0.4-0.50-100 -80 - 60 - 40 - 200204060

80 100 120 140 160 180 200 (°C)

日本総発売元-100 -80 - 60 - 40 - 20

0204060

80 100 120 140 160 180 200 (°C)

代理店

ミッシェルジャパン株式会社
本社 東京都武蔵野市中町1-19-18 武蔵野センタービル 〒180-0006
TEL：0422-50-2600 FAX：0422-52-1700
大 阪 大阪府吹田市豊津町11-34 第10マイダビル 〒564-0051
営業所 TEL：06-6378-2600 FAX：06-6330-1702
e-mail：info@michell-japan.co.jp

www.michell-japan.co.jp

製品の最新情報は、ミッシェルジャパン株式会社WEBサイト
QRコードよりご確認ください。

www.rotronic.jp

記載内容及び仕様は、製品改善のために予告なく変更される場合があります。
製品に関する最新の情報は、ミッシェルジャパン株式会社までお問い合わせください。