»I keep cool in tough situations,so do my samples.«Centrifuge 5425 R
最新の冷却技術を搭載し、操作性を向上させた研究室の新しいスタンダードモデル

2 遠心機 5425 RYour Lifelong Companion
Centrifuge 5425 R は、最大 5 mL までの温度に敏感なサンプルに対応する、研究室用の新しいスタンダード機です。
その特徴は、最大限のサンプル保護と最善の分離結果をもたらす、最高回転速度でも 4°C を維持する卓越した冷却テクノロジーです。

Benefits> 豊富なローター：搭載できるローターが 5424 R と比べて4 種類から 6 種類に増え、5.0 mL チューブローターやPCR チューブ用スイングローターも利用できます。
> 互換性の向上：空冷式遠心機 5425 と冷却式遠心機 5425 Rで使用できるローターは共通です。
> 処理能力の向上：チューブ 1 本あたりの最大容量が 2 mLから 5 mL に増大しました。

> パラメーターを迅速に設定できるダイヤル式ノブ

New Features

操作性の向上> ショートスピン機能 – ボタンを押し続ける必要がなくなりました。
> 遠心終了後の経過時間を表示

革新的なローターカバー開閉メカニズム> QuickLock®：人間工学に基づくローターカバーロックシステム> ¼ 回しただけでローターカバーがロックされる構造により、手首への負担が軽減

汎用性の向上> スナップキャップとスクリューキャップ両方の 5.0 mL チューブに対応した
10 本架けアングルローター> 分割可能な PCR プレートを遠心できる
スイングバケットローター

6種類のローターで様々な用途に対応
DNA/RNA やタンパク質などの幅広いサンプルの分離に対応する 1.5/2.0 mL チューブ用アングルローター
特長：アルミ製軽量ローター。
ローターカバー開閉が容易な QuickLock® システム。
エアロゾル密閉性：安全な遠心のために。
最大容量：24 × 1.5/2.0 mL チューブ
最大遠心加速度：21,300 × g (15,060 rpm)

アングルローター
FA-24×2

耐薬品性を向上させる PTFE コーティングされた
1.5/2.0 mL チューブ用アングルローター
特長：PTFE コーティングされており汚れも付着しにくくなっています。
ローターカバー開閉が容易な QuickLock® システム。
エアロゾル密閉性：安全な遠心のために。
最大容量：24 × 1.5/2.0 mL チューブ
最大遠心加速度：21,300 × g (15,060 rpm)

アングルローター
FA-24×2-PTFE

バクテリアや酵母の回収に最適な
5.0 mL チューブ用アングルローター
特長：エッペンドルフ製スクリューキャップおよびスナップキャップの5.0 mL チューブに対応。別売りのアダプターで1.5/2.0 mL チューブ、HPLC 用チューブ、cryo チューブにも対応。
ローターカバー開閉が容易な QuickLock® システム。
エアロゾル密閉性：安全な遠心のために。
最大容量：10 × 5 mL チューブ
（エッペンドルフ製スクリューキャップ、スナップキャップチューブに対応）
最大遠心加速度：21,300 × g (15,060 rpm)

アングルローター
FA-10×5* エアロゾル密閉性ローターは国際規格（IEC61010-2-020: 2016 Annex AA）に準じたバイオセーフティ試験を、英国公衆衛生局（Public Health England, PHE）において実施しました。

遠心機 5425 R 4

スピンカラムチューブに最適なアングルローター
独特な特長：ローターの縁が高くなっており、チューブの蓋を開けたままでも遠心が可能です。
ローターカバー開閉が容易な QuickLock® システム。

アングルローター
FA-18×2-Kit

エアロゾル密閉性：安全な遠心のために。
最大容量：18 × 1.5/2.0 mL チューブ
最大遠心加速度：18,565 × g (15,060 rpm)

8 連 PCR チューブ用のアングルローター

アングルローター
F-32×0.2-PCR

特長：回転中の乱気流を低減し、静かな運転音を実現する
ウィンドシールドデザインを採用。
最大容量：32 × PCR チューブまたは4 × 0.1/0.2 mL 8 連 PCR チューブストリップ
最大遠心加速度：18,134 × g (15,060 rpm)

最大 96 本の PCR チューブを遠心できる
スイングローター

スイングローター
S-96×0.2-PCR特長：PCR チューブの大量処理に適しています。
最大容量：96 × 0.2 mL PCR チューブ、
12 × 0.1/0.2 mL 8 連 PCR チューブストリップ、4 × ¼ に分割可能な Eppendorf twin.tec® PCR plate 96(unskirted, divisible)
最大遠心加速度：3,217 × g (6,000 rpm)

遠心機 5425 R 5Centrifuge Profile
ドア開閉性向上
指 1 本のソフトタッチでカバーを閉じてロックするドア機構

運転音の低減OptiBowl®：ローターカバーなし
でも静かな運転を実現する最適なデザイン

ドレイン機能を搭載
結露水を除去するドレインを搭載したステンレス製チャンバー

卓越した温度制御
高熱伝導率のアルミ製ローターが冷却スピードの向上を実現

視認性の向上
見やすい新超高輝度ディスプレイ

テクニカルデータ
最大遠心加速度
回転制御範囲最適な温度管理特許を取得したコンプレッサー
技術が振動を軽減

冷却能力向上FastTemp 機能：
21°C から 4°C まで
わずか 8 分で冷却

最大容量
温度設定範囲21,300 × g
100 ~ 15,060 rpm

1.5/2.0 mL × 24 本 ,5 mL × 10 本
-10°C ~ 40°C

利用可能なローター

6

減速時間

15 秒

加速時間
タイマー
運転音

最大消費電力15 秒
10秒 ~ 9時間59分 / HOLD
<54 dB（A）
360 W

本体寸法
（W × D × H） 290 × 480 × 260 mm
質量（本体のみ）

21.0 kg

注文案内

品名・型式

Centrifuge 5425 R, ダイヤル式モデル , 100 V/50 – 60 Hz

Centrifuge 5425 R, ダイヤル式モデル , FA-24×2 付 , 100 V/50 – 60 Hz

注文番号

希望小売価格5406000631
5406000437

ローター

アングルローター FA-24×2

アングルローター FA-24×2-PTFE

5495500006
5495503005

アングルローター FA-10×55495505008

アングルローター F-32×0.2-PCR

5495510001

アングルローター FA-18×2-Kit

スイングローター S-96×0.2-PCR

5495508007
5495512004

アダプタ

アダプタ , 0.5 mL チューブまたはマイクロティナ用 , 最大 Ø 8 mm、1.5/2.0 mL ローター用、6 個組

5425716001

アダプタ , 0.2 mL PCR チューブ用 , 最大 Ø 6 mm、1.5/2.0 mL ローター用、6 個組

5425715005

アダプタ , cryo チューブ用 , 5.0 mL ローター用、4 個組

5820769009

アダプタ , 0.4 mL チューブ用 , 最大 Ø 6 mm、1.5/2.0 mL ローター用、6 個組

5425717008

アダプタ , 1.5/2.0 mL チューブ用 , 5.0 mL ローター用、4 個組アダプタ , HPLC チューブ用 , 5.0 mL ローター用、4 個組

5820768002
5820770007￥640,000￥687,000￥111,000￥141,000￥141,000￥88,100￥80,800￥111,000￥2,400￥2,400￥5,700￥5,700￥5,700￥2,400

修理サポートに関するお問い合わせ
epServices
for premium performance

遠心機を安全にご使用いただくために遠心機は一年以内ごとに一回の定期自主検査を行うことが、労働安全衛生規則第 141 条で定められています。
安全にご使用いただくために、Eppendorf 認定のサービス
技術者による遠心機とローターの毎年の点検とメンテナンスをお勧めします。
修理、保守点検業務に加え、据付時適格性確認（IQ）および稼動性能適格性確認（OQ）も実施しておりますのでご相談下さい。
詳しくはこちら：https://www.himac-science.jp/repair.html

www.eppendorf.com/centrifugation

Eppendorf® and the Eppendorf logo, Eppendorf QuickLock®, OptiBowl® and Eppendorf twin.tec® are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany.
himac® is registered trademark of Eppendorf Himac Technologies Co., Ltd., Japan.
U.S. Design Patentstare listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2024 by Eppendorf SE. Printed in Japan.

● eppendorf遠心機の保守部品の供給は製造販売中止後、7年間です。
● 製品の仕様、外観および価格は、予告なく変更する場合があります。
● 印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
● 表示価格は2024年10月現在のメーカー希望小売価格（税別）です。
● 製品写真または操作画面等は、特に断りがない限り標準仕様です。

EHTD-012E

2024.10