ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

ZETA 漏液センサ
TZS9051S-00
取扱説明書

第 1.0 版

TOPPAN 株式会社

1Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

更新履歴
更新日付

種別

2024/7/10

初版

内容
新規発行

2Version
1.0

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

著作権
本資料の著作権はTOPPAN株式会社に帰属します。
本資料の一部または全部をTOPPAN株式会社の許可なしに複製、転載することを禁止します。

免責事項
1．取扱説明書の内容は、製品やサービスの仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。
2．本製品の取扱説明書について、製品を購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合があります。取扱説明書にご不明な点がございましたら、TOPPAN 株式会社まで
お問い合わせください。
3．当社は、法律の規定により免責が認められない場合を除いて、お客様が本製品の利用または利用できなかったことにより万一損害（データの破損・業務の中断・営業情報の損失などによる損害や第三者からの賠償請求の可能性を含む）が生じたとしても、一切責任を負うものではありません。

3Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

目 次
1．概要

61.1.

特徴

61.2.

用途例

62．ご注意72.1.

本製品のご使用にあたって

72.2.

安全上のご注意

72.3.

使用上のご注意

83．製品概要93.1.

システム構成

93.2.

各部の名称

103.3.

外形寸法113.4.

製品ラベル

124．ご使用の前に134.1.

開梱時の確認134.2.

梱包物

134.3.

電池コネクタの接続

135．製品機能

145.1.

電池接続後の動作

146．ZETA ダウンリンクストリームデータ

156.1.

システムリセット

156.2.

電池電圧確認156.3.

基準時間設定166.4.

データ送信間隔設定

176.5.

測定時間間隔設定

186.6.

センサ種別設定

196.7.

測定強制実行

196.8.

設定値読出し206.9.

データ再送

214Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

7．ZETA アップリンクデータ

227.1.

起動通知

227.2.

タイムスタンプ

227.3.

電池電圧通知237.4.

エラー通知

237.5.

測定データ出力

247.6.

設定値読出し247.7.

アラーム出力258.製品仕様

268.1.

製品名、型番

268.2

電気的特性

268.2.1

推奨動作条件268.2.2.

ZETA 通信268.2.3.

その他仕様

27

9.検知線

28

9.1

対応する検知線289.1.1

検出可能な水・薬品

28

9.1.2

検出可能な油28

9.2.

検知線の取扱い上の注意

29

10.製品の設置

30

10.1.

検知線の取付け、取外し

30

10.2.

ケーブルの着脱

32

10.3.

本体の設置

35

10.4

検知線の設置

38

10.5.

筐体の変形

38

10.6.

筐体の変色

38

11.静電気に対する取扱い上の注意

39

11.1.

一般事項

39

11.2.

作業時の静電気対策

39

11.3.

設置環境

39

12.保守部品のご案内

40

13.お問合せ窓口

40

5Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

1. 概要
ZETA 漏液センサ（TZS9051S-00)は、水・薬品検知線および油検知線にて検知した漏液情報を
ZETA 通信によりクラウドサーバーに通知することができる無線通信端末です。
検知線の状態を定期的にモニタリングすることで漏液発生の検知を行います。

システム概観1.1. 特徴
・水・薬品検知線、油検知線に対応した各液体の漏液状態の検出
・電池駆動
・屋外使用対応（本体のみ：IP65）
・ZETA 通信（ZETA-S セキュリティ対応）

1.2. 用途例
・設備等の漏液監視

6

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

2. ご注意2.1. 本製品のご使用にあたって

本製品をご使用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みください。
本製品のご使用または使用不能から生じる損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。
本製品ならびに本製品を組み込んだ製品を輸出する場合、「外国為替及び外国貿易法」などの各国の規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。

2.2. 安全上のご注意
ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した注意事項はご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載しています
ので必ずお守りください。

⚠注意

この表示は、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および、物的な損害が想定される内容を示します。


本製品は、分解、改造をしないでください。
本製品内部に、金属などの異物を入れないでください。事故や火災、感電の原因になります。

発熱、異臭などの異常を感じた場合、使用を中止し、破損したまま使用しないでください。
本製品は CR 電池を使用しています。この電池は絶対に充電しないでください。充電すると電池内部の電解液が加熱され、ガスの発生で内部圧力が上昇し、電池の漏液、発熱、破裂、発火のおそれがあります。
本製品を廃棄する場合、電池は専用の回収ボックスに廃棄してください。
高温、高湿になる場所、直射日光が長時間当たる場所で使用、保管、放置すると製品仕様範囲外となり、機能を損なうおそれがあるのでご注意下さい。
落下などの強い衝撃、振動を与えないでください。故障の原因になります。
本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。取扱いにご注意ください。

⚠注意

子供の手の届くところに置かないでください。
本製品の本体の防水性は、IP65 に準拠しています。筐体の開け閉め時には十分に注意してネジ止めしてください。

・

検知線の電極に触れたり、傷をつけたりしないようご注意ください。
傷が付く、または手の汚れが付くことで電極が切れ、ご使用できなくなります。
7

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

2.3. 使用上の注意

本製品は一般民生用途向けの製品であり、車載機器、航空宇宙機器、原子力制御機器、生命維持にかかわる医療機器などの高い信頼性および安全性が必要とされる用途に使用しないでください。
本書に記載されている条件以外でのご使用による故障につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
本製品の使用による第三者の知的財産権などの権利に関する問題が発生した場合、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。
本製品は、耐放射線設計をしておりません。放射線ストレス下で使用しないでください。
本製品は、振動環境下対応の設計をしておりません。
常時振動を受ける設置環境で使用しないでください。
本製品は、他の無線通信機器などの影響を受けることがありますのでご了承ください。
無線機器、電磁調理器などの近くで使用しないでください。
本製品は、電波を送信する電子機器です。医療機器（ペースメーカなど含む）やその周辺、航空機内で使用しないでください。
本製品は、防爆対応ではありません。防爆に対する規格が必要な環境のほか、引火性の高い環境、またその恐れがある環境ではご使用しないでください。
本製品は、特定アンテナ、基地局との組み合わせにおいて工事設計認証を受けた無線設備です。本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

（*１）電気通信事業法 認証番号(T) ： D23-0045001 の基地局にも接続可能です。

8Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

3. 製品概要
3.1. システム構成
本製品を使用したシステム例を示します。ZETA 漏液センサは、他の ZETA 各種センサと同様に、ZETAネットワークに接続して使用します。データ閲覧アプリ e-PlatchTM によるデータ収集・アラーム発出機能により、対象装置の漏液の早期発見に貢献します。
※e-Platch は TOPPAN 株式会社の登録商標です。

9Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

3.2. 各部の名称

各部の名称※1:センサ取付ユニットとセンサ終端ユニットのケースはシリコン素材です。製造工程の都合上、細かい異物等の混入や汚れがあることがございますが、性能、品質には問題ございません。
※2:センサ終端ユニットには、穴を塞ぐシリコンケースキャップが付けられています。紛失しないようご注意ください。

10Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

3.3. 外形寸法

ケーブル長：2m
外形寸法

11Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

3.4. 製品ラベル

製品ラベル

12Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

4. ご使用の前に
4.1. 開梱時の確認
本製品は外観・電気的検査後に出荷されております。開梱時に本体に損傷などがないかご確認ください。もし、不具合などありましたら、お問い合わせ窓口までご連絡をください。

4.2. 梱包物
開梱時同梱物をご確認ください。
（本体 1 台，センサ終端ユニット 1 台，クイックリファレンス 1 式）もし不備がありましたら、お問い合わせ窓口までご連絡ください。

4.3. 電池コネクタの接続
下図の送受信ユニットの四隅のネジを外し、蓋を開けます。
バッテリープラグを基板のコネクタに挿すと、本体電源が ON になります。本体電源が通電するとLED が 1 秒点灯します。その後、基地局や中継器との通信を開始します。
本製品の登録までの時間は約 1 分です。登録されますと、基板の LED が 5 回点滅します。
電池コネクタの接続（通電）は、検知線接続後に行ってください。

登録確認後、蓋を閉じ四隅のネジを締めます。防水性を保持するため最後までネジ止めしてください。
強く締めすぎるとネジ山が破損する可能性がありますのでご注意ください。（推奨トルク：1.0Nm）

13Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

5. 製品機能
5.1. 電池接続後の動作
下記に動作フローを示します。本製品は、電池コネクタを接続することで、中継器、基地局との通信を開始し、登録完了すると自動的に測定が開始されます。
最初の電源投入後の設定は、検知線種別は水・薬品検知線、測定の時間間隔は 60 秒、データ送信間隔は 1 時間ですが、ZETA 通信コマンドで変更することが出来ます。
また、6 時間に 1 回電池電圧を送信します。

14Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

6. ZETA ダウンリンクストリームデータ
6.1. システムリセット
ZETA 漏液センサのバッファメモリを初期化します。本コマンドをダウンリンクすることで MCU のキャッシュデータがクリアされます。

名称

PayloadByte

データ

Type1

10xEE

固定値

10x00

固定値

10x00

固定値

10x00

・ダウンリンクコマンド
EE 00 00 00
・データ受信後リセット完了通知（アップリンクレコード）
EE 00 00 00

6.2. 電池電圧確認
電池電圧のデータを取得します。電池電圧 2byte（整数部：1byte, 小数点以下：1byte）のデータとなります。

名称
Payload

Byte

データ

Type110x03

固定値

10x00

固定値

10x00

例）電池電圧= 2.95V の時・ダウンリンクコマンド
03 00 00
・コマンド受信後、電池電圧をアップリンク
04 02 5F
(02→2V, 5F→0.95V)

15

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

6.3. 基準時間設定
通知間隔を計算する際の、起点となる時間を設定します。

名称

Byte

Type1Payload

時刻

データ

10x05

1

年：20yy ※西暦下2桁、2020年以降を指定

1月

1日1時

1分1秒例）2024 年 1 月 2 日 3 時 4 分 5 秒の場合
05 18（年：西暦下 2 桁） 01（月） 02（日） 03（時） 04（分） 05（秒）・ダウンリンクコマンド
05 18 01 02 03 04 05
・コマンド受信後、基準時間をアップリンク
05 18 01 02 03 04 05

16Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

6.4. データ送信間隔設定
データ送信間隔設定(分単位)を更新し、不揮発メモリに保存します。次回の電源投入時も設定した時間間隔で動作を行います。（初期値 60 分）
名称

Byte

データ

Type1

10x11

Type2

10x00

Payloadデータ

2

分単位（符号なし整数）
1～4320 (分) default:60分
0および4321分以上をダウンリンクした場合は設定値エラーE0 04をアップリンク
測定時間間隔＞送信間隔の場合
E004（エラーメッセージ）をアップリンク
ダウンリンク設定値は無効例）送信間隔=60 分の時
・ダウンリンクコマンド
11 00 00 3C (00 3C→60 分)
・コマンド受信後、設定値をアップリンク
54 00 3C (00 3C→60 分)※データ送信間隔は測定時間間隔よりも大きな時間を設定してください。
データ送信間隔より測定時間間隔を大きな時間で設定した場合、設定値エラー0x04 をアップリンクしダウンリンクは無効となります。

17Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

6.5. 測定時間間隔設定
測定時間間隔設定(秒単位)を更新し、不揮発メモリに保存します。次回の電源投入時も、設定した時間間隔で動作を行います。（初期値 60 秒）
名称

Byte

データ

Type1

10x12

Type2

10x00
10～3600(秒) デフォルト60秒 実機確認で詳細を決める
3601（秒）以上をダウンリンクした場合は設定値エラーE0 04をアップリンク

Payloadデータ2
測定時間間隔＞送信間隔の場合
E004（エラーメッセージ）をアップリンク
ダウンリンク設定値は無効例）測定間隔=300 秒に変更
・ダウンリンクコマンド
12 00 01 2C (01 2C→300 秒)
・コマンド受信後、設定値をアップリンク
94 01 2C （01 2C→300 秒）※測定時間間隔はデータ送信間隔よりも小さな時間を設定してください。
測定時間間隔よりデータ送信間隔を小さな時間で設定した場合、設定値エラー0x04 をアップリンクします。

18

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

6.6. センサ種別設定
接続している検知線の種別を登録します。（初期値 01：水・薬品検知線）

名称
Type1
Payload

Type2

Byte

データ10x14

10X01:水・薬品検知線
0X11:油検知線
初期値：水・薬品検知線（0x01）例）水・薬品検知線に設定する場合。
・ダウンリンクコマンド
14 01

6.7. 測定強制実行
コマンド受付時に測定を行い、電圧値をアップリンク通知します。

名称
Payload

Type1

Byte

データ10x13例）測定値=1.75V のとき・ダウンリンクコマンド
13・コマンド受信後、測定値をアップリンク
04 01 4B （01→1V、4B→0.75V）

19

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

6.8. 設定値読出し
コマンド受付時に現在の各種設定値をアップリンク通知します。

名称
Type1
Payload

Type2

Byte

データ

10x80

10x05: 基準時間設定値
0x11: データ送信間隔設定
0x12: 測定時間間隔
0x14:センサー種別

・基準時間設定を確認するダウンリンクコマンド
80 05
・データ送信間隔設定を確認するダウンリンクコマンド
80 11
・測定時間間隔を確認するダウンリンクコマンド
80 12
・現在設定されている検知線種別（水・薬品検知線または油検知線）を確認するダウンリンクコマンド
80 14
アップリンクデータは、7.6.項を参照してください。

20

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

6.9. データ再送
最後に通知したタイムスタンプ、電圧値を再送信します。

名称

Payload

Byte

データ

Type1

10xEF

固定値

10x00

固定値

10x00

固定値10x00

例）測定値=1.75V のとき、タイムスタンプ送信後、測定値を送信します。
・ダウンリンクコマンド
EF 00 00 00
・コマンド受信後、測定値をアップリンク
01 01 4B （01→1V、4B→0.75V）

21

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

7. ZETA アップリンクデータ
本製品は、ZETA-S 通信アップリンクにより、以下の情報を ZETA サーバーに送信することができます。

7.1. 起動通知
電源投入後、製品が起動すると自動的に起動通知をサーバーへ送信します。起動通知には
本機種メッセージ、FW バージョン、電池電圧を含みます。

名称

Byte
メッセージ

データ

50x524F454B49 （ROEKI）

FW バージョン

1Version
上位4bit：Major Update
下位4bit：Minor Change(例) Ver1.3→0x13

電池電圧整数部

1

電池電圧小数部

1Payload

電池電圧 (0.01V単位)(例) 3.21vの場合[0]：03h・・・整数部2桁[1]：15h・・・小数点以下2桁7.2. タイムスタンプ
測定値を取得した時刻を下記フォーマットで送信します。

名称

Byte
Type1

Payload

時刻

22

データ

10x41

1

年：西暦下位2桁

1

月

1日

1時

1分

1秒

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

7.3. 電池電圧通知
電池電圧（残量）を下記フォーマットで送信します。

名称

Byte
Type1

1

データ
0x02
電池電圧 (0.01V単位)

Payload

電池電圧整数部

1

電池電圧小数部

1(例) 3.21vの場合[0]：03h・・・整数部2桁[1]：15h・・・小数点以下2桁7.4. エラー通知
各種エラー情報を下記フォーマットで送信します。
名称Byte
Type1

1

データ
0xE0
0x01：Downlink Data Type Error
仕様にないダウンリンクコマンドを受信したことを通知する。
0x03：Downlink Data Size Error
Payloadのデータサイズが正しくない
ダウンリンクコマンドを受信したことを通知する。

Payload0x04：設定値 Error
設定値が制限範囲外の場合に通知する。
Type2 エラー種別

10x05 ：EEPROM エラー
書込みができなかった
0x06 ：測定 Error
正しく測定ができなかった場合に通知する。
0x07 ：マイコンのメモリがBuffer Fullとなった場合に通知する。

23

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

7.5. 測定データ出力
送信タイミング直前の取得データを下記フォーマットで送信します。

名称

Payload

Byte
Type1

1

電池電圧整数部

1

電池電圧小数部

1

データ0x01
電池電圧 (0.01V単位)(例) 3.21vの場合[0]：03h・・・整数部2桁[1]：15h・・・小数点以下2桁7.6. 設定値読出し
ダウンリンクにてリクエストされた設定情報を送信します。
・基準時間設定
名称

Byte
Type1

Payload

時刻

データ

10x05

1年：20yy ※西暦下2桁、2020年以降を指定

1

月

1日

1時

1分

1秒

・送信時間間隔設定
名称
Payload

Byte

データ

Type1

1 0x11Type2

1 0x00データ

2 1～4320（分）デフォルト60（分）24

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

・測定時間間隔設定
名称
PayloadByte

データ

Type1

1 0x12Type2

1 0x00データ

2 10～3600(秒) デフォルト60（秒）・検知線種別名称

Payload

Byte

データ

Type1

1 0x14Type2

1 0x00

データ

10X01:水・薬品検知線
0X11:油検知線

7.7. アラーム出力
アラーム状態に変化があったとき直ちに 1 回のみ送信します。

名称

Byte
Type1
データ

Payload
時刻

データ

10x16

10X00:漏液無し信号
0X01:漏液検出信号
0x02：断線検出信号1

年：20yy ※西暦下2桁、2020年以降を指定

1

月

1日

1時

1分

1秒

25

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

8. 製品仕様

8.1. 製品名、型番
本製品は、製品名「ZETA 漏液センサ」、型名「TZS9051S」です。

8.2. 電気的特性

8.2.1. 推奨動作条件
No項目

仕様性能

備考

1

使用温度範囲-20℃～60℃

2

保存温度範囲-20℃～60℃

3

使用湿度範囲95%Rh 以下

結露無きこと4

電池電圧

2.2V～3.3V

CR 電池 2 並列

5GND

0V

8.2.2. ZETA 通信No項目

仕様性能

1

周波数範囲

920.6MHz～928.0MHz

2

周波数誤差範囲

±2ppm

3

伝送速度

0.3kbps4

定格送信出力

13dBm

5

受信感度

-130dBm

6

ZETA プロトコル

ZETA-S

26

備考

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

8.2.3. その他仕様
No

項目

仕様性能

備考
送受信ユニットのみ

1

外形寸法

125mm×75mm×35mm

2

重量200g3

ケーブル長2m

4

防塵・防水性能

IP65

送受信ユニットのみ

5

電池容量6000mAh※1突起部除く送受信ユニットのみ※1：温度=25℃、測定時間間隔=1 回/分、送信時間間隔=1 時間で約 2 年間の電池寿命を想定していますが、温度変化や測定間隔の変更により電池寿命は変動します。

27

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

9. 検知線

9.1. 対応する検知線
本商品に使用できる検知線は、TOPPAN エッジ株式会社製の以下の 2 つです。用途により選択してください。
・水・薬品検知線：PSWC190091

・油検知線：PSOil190091

9.1.1. 検出可能な水・薬品
水・薬品検知線（PSWC190091）で検出できる液体は下記のとおりです。
-1．水（純水を除く）-2．苛性ソーダ-3．アンモニア水
-4．塩酸
-5．硫酸
-6．第 2 リン酸ソーダ-7．第 3 リン酸ソーダ-8．ポリ塩化アルミニウム-9．重亜硫酸ソーダ

9.1.2. 検出可能な油・油検知線（PSOil190091）で検出できる液体は下記のとおりです。
-1．原油-2．A 重油-3．C 重油-4．軽油

記載のない液体についてはお問合せ窓口までご連絡ください。

28

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

9.2. 検知線の取扱い上の注意（1）検知線の電極は汚れた手などで触れないようにしてください。手の油等に反応し断線する恐れがあります。
（2）設置時など検知線の電極には硬いものが触れないようにしてください。電極が削れ、断線する恐れがあります。
（3）本製品で使用できる検知線の最大長さは 9m です。9m より長い状態での使用はしないでください。漏液を検知できない恐れがあります。
（4）検知線を強く引っ張ったり、折ったりしないでください。電極が断線する恐れがあります。
（5）漏液を検出した場合は、新しい検知線へ交換してください。
（6）検知線を切断するときは、下図のくびれ部分をまっすぐ切ってください。

29

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

10. 製品の設置

10.1. 検知線の取付け、取外し検知線を取付け、取外しするときは、下記の手順で行ってください。検知線を取付け、取外しを行うときはバッテリーコネクタを外し、通電していない状態で行ってください。
（1）シリコンケースの上蓋を外します。外すときには下図の通りケーブルに負荷をかけないよう検知線出口側の上蓋を上部に開けケーブル側へ上蓋をスライドさせるよう外してください。

30

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書（2）フラットケーブルコネクタのフラップを上げ、挿入口に『電極面が基板に密着する向きでコネクタに奥まで挿入します。』センサ取付ユニットと終端ユニットのガイドラインに合うよう平行に挿し込んでください。
検知線挿入後、フラットケーブルコネクタのフラップを閉じて固定してください。

（3）検知線を固定するために、センサ押さえをセンサ取付ユニットと終端ユニットそれぞれに検知線の上から取り付けます。センサ押さえのロックが基板の溝に引っかかるまで押し込んでください。
検知線固定後、シリコンケースの蓋を閉めてください。

センサ取付ユニットとセンサ終端ユニットを検知線両端へ接続することでご使用になれます。
漏液を検出した後の検知線の交換時は、シリコンケース内部や基板に付着した汚れや水分をふき取り、十分に乾いた状態で行ってください。
汚れや湿気が残っている場合、新しい検知線へ交換しても漏液が解除されない恐れがあります。

31

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

10.2. ケーブルの着脱センサ取付ユニットからケーブルを着脱する場合は、下記の手順で行ってください。本製品は薄型とするため、低背のコネクタを採用しており、以下の手順通り行わないと破損の恐れがあります。

（1）ケーブルの外し方
センサ取付ユニットからケーブルを外すときは、下図のコネクタ上側の先端を爪で上に持ち上げてください。

32

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

コネクタ上側の先端が外れたらケーブル側を優しく持ち上げ、外してください。
コネクタ上側の先端が外れていない状態でケーブルを持ち上げ外すとコネクタが破損するので必ずコネクタ先端が持ち上がっていることをご確認ください。

33

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書（2）ケーブルの取付けコネクタ上部の凹部とコネクタ下側の凸部を垂直位置で合わせます。

コネクタ上下の凸凹を合わせた状態で、上側コネクタがロックするまで下へ優しく押さえつけてください。

34

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

10.3. 本体の設置本製品はタカチ製 別売部品を使用することによって、壁やポールに取り付けることが可能です。
本製品本体のタカチの型番は“SPCP081304G”です。 型番に適合する別売部品を選定ください。
下記に参考例として、カタログの抜粋を示します。
参照先 URL： https://www.takachi-el.co.jp/assets/attachments/images/spcp_catalog.pdf
・樹脂用外部取付足

35

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

・ポール取付金具

36

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

37

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

10.4. 検知線の設置
検知線を設置するときは、検知線の電極部分にとがったものや硬いものが接しないようにしてください。
電極が切れ、ご使用できなくなります。
検知線の配置は漏液が想定される真下へ置くようにしてください。検知線が斜めになると、漏液が下に流れてしまい正しく検出できない恐れがあるため水平にしてください。
センサ取付ユニット、センサ終端ユニットを紐等で固定する場合は、下図の箇所で固定するようにしてください。

10.5. 筐体の変形
送受信ユニットは気密性が高く、温度の急激な寒暖差で発生する筐体内の気圧を逃すことができません。
寒暖差の激しい環境で使用する際ボックスが変形することがあります。

10.6. 筐体の変色
送受信ユニットのケースは耐衝撃、耐候性に優れたポリカーボネート製です。しかしながら長期間にわたって、屋外で使用された場合に、変形、変色、劣化等の変質を起こすことがあります。
必要に応じて、カバーなどで保護することを推奨します。

38

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

11. 静電気に対する取扱い上の注意
本製品は、静電気に対して弱い部品を搭載しており、本製品の取扱いに関しては、特に注意が必要となるため、ここでは静電気についての対策を説明します。
静電気による部品破損は、保証対象外となります。必ず対策実施をお願いします。

11.1. 一般事項
特定の状況の下では、静電気は身体や周辺の物体に蓄積され、本製品を含む別の物体へ放電されることがあります。静電気対策の基本は、静電気の発生をできるだけ抑えることと、発生し帯電した電荷をすばやく逃がすことにあります。そのためには、本製品を取扱う場所の環境をそれに見合ったものにし、作業者が静電気に対する適切な知識をもって本製品を取扱うことが必要です。

11.2. 作業時の静電気対策
電源 ON/OFF のための電池の取り付け・取り外しなどの作業を行う際、作業者は静電作業服と静電靴を着用し、リストストラップなどで人体アースしてください。
一般に、静電靴の抵抗値は 100 kΩ～100 MΩが良いとされています。なお、靴底や床が汚れると除電効果が低下するため、定期的に清掃することが必要です。
また、静電気による本製品の破壊を抑制するため、プリント基板、端子、部品などに触れるときは、取扱い回数をできるだけ少なく、かつ取扱い時間をできるだけ短くすることが必要です。

39Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..

ZETA 漏液センサ TZS9051S 取扱説明書

12. 保守部品のご案内
本製品の保守部品は下記の通りとなります。ご購入の場合はお問合せ窓口までご連絡ください。
（1）交換用電池：CR17450AH-2 WK271 UV/マクセル株式会社（2）油検知線（9m）：PSOi190091/TOPPANエッジ株式会社（3）水・薬品検知線（9m） ：PSWC190091/TOPPANエッジ株式会社

13. お問合せ窓口
本製品に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
TOPPAN 株式会社 エレクトロニクス事業本部第一営業本部
E-mail : tdc_se@toppan.co.jp〒108-8539 東京都港区芝浦 3-19-26 TOPPAN 芝浦ビル
TEL 03-5418-391140Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd..