令和3年度 低温技術講習会(2021/5/19)

低温実験の準備・寒剤取扱い
藤澤真士 (技術職員、大岡山地区)(所属：オープンファシリティ―センター 安全管理・放射線部門)
極低温研究支援センター(http://www.rcltp.titech.ac.jp/)

目次
1 希少資源としてのヘリウム
2 寒剤の性質
3トランスファ・容器
4 ヘリウム回収液化システム
5 ヘリウム注文・供給【大岡山】6 まとめ

0. 内容に入る前にお話

液体ヘリウム用途は？

発表内容ガイド

1. 超伝導磁石の冷却 (NMR等)
2. 低温物性研究
3. 検出器の冷却ヘリウムを利用する上で…

装置について4. 市販の装置を使用
5. 研究室で開発した装置を使用

お話

必須項目ではない

重要

とても重要(1,2,3,4,5向け)

印なし

基礎事項、具体的に役立つこと、その他(2,3,5向け)
2お話

1. 希少資源としてのヘリウム
1.1 よく知られたヘリウムの性質
1.2 ヘリウムの用途
1.3 ヘリウムの生産・流通・価格
1.4 ヘリウム価格・回収の重要性
1.5 寒剤利用者に必要な知識

3

1. 希少資源としてのヘリウム (1/10)

お話

1.1 よく知られたヘリウムの性質
ヘリウムとは？
◇元素記号 He、原子番号 2、原子量 4.003◇水素についで軽い。理想気体にきわめて近い。
◇不活性(化学的に安定。他の元素と化合物をつくらない)◇大気中に微量に含まれる(体積比 5.2×10-6)◇太陽大気のスペクトル線中から発見。
ギリシア語の太陽(helios)にちなんで命名◇無色，無臭◇沸点が最も低い( 4.2 K = -269 ℃)◇分子径が小さい4

お話

1. 希少資源としてのヘリウム (2/10)

1.2 ヘリウムの用途
2020年日本国内ヘリウム販売量
ヘリウムガス 714万m3

液体ヘリウム 188万m3 (ガス換算)

ヘリウムの用途は多岐、代替の利かない戦略物質
出典:「ヘリウム生産・販売実績表」(一般社団法人 日本産業・医療ガス協会)
https://www.jimga.or.jp/files/page/statistics/regularly/TRU_he_2016-20.pdf

5

1. 希少資源としてのヘリウム (3/10)

1.3 ヘリウムの生産・流通・価格

お話

ヘリウムの生産◇ヘリウムは天然ガス田から産出(含有率は場所に依存)◇地中の放射性元素のα崩壊由来◇冷却により、精製生産量推移◇限られた場所でしか産出しない希少資源◇世界生産量の約6割を米国が占める。カタールが増加
出典:岩谷産業株式会社

事業状況(更新：2019年8月8日)

http://www.iwatani.co.jp/jpn/ir/pdf/about_iwatani2019.pdf

6

1. 希少資源としてのヘリウム (4/10)

1.3 ヘリウムの生産・流通・価格

ヘリウムの流通お話◇天然ガス田から産出したヘリウムは精製され、液体状態で日本へ◇液体かガスで業者から購入可能

出典：「ヘリウムの世界需給と日本の調達見通し」(株式会社ガスレビュー)https://yamashita.issp.u-tokyo.ac.jp/ISSPWS191106/pawapo.html

7

1. 希少資源としてのヘリウム (5/10)

1.3 ヘリウムの生産・流通・価格

お話

ヘリウム価格推移◇調達難により価格上昇

出典:岩谷産業株式会社

事業状況(更新：2019年8月8日)

http://www.iwatani.co.jp/jpn/ir/pdf/about_iwatani2019.pdf

81. 希少資源としてのヘリウム (6/10)

1.3 ヘリウムの生産・流通・価格

お話

ヘリウム関連ニュース◇ヘリウム不足に研究者悲鳴 価格が倍増、実験中止も
日本経済新聞 2019年12月1日◇ヘリウム不足「深刻」、再利用訴え
12月20日超電導などの研究に不可欠 :日本物理学会など ：日本経済新聞

2019年◇緊急声明が出たヘリウム危機、産学連携で乗り越えろ：ニュースイッチ by 日刊工業
新聞社 2019年12月30日◇ディズニーランド、風船が消えた日 ヘリウムが世界的に不足
欠：朝日新聞デジタル 2019年12月31日◇ヘリウム不足「深刻」

日本物理学会、再利用訴え

医療・産業に不可:日本経済新聞 2020/1/6◇実は風船だけじゃない『ヘリウム』！“不足の危機”は医療や電子機器にも影響...「希少な天然資源」の背景にアメリカ？ - ミント！ | MBS2020年02月04日◇ヘリウム不足

再利用促進へ規制緩和を: 日本経済新聞 2020年1月15日◇ヘリウム、輸入価格2割上昇
最高値の水準に半導体製造で需要増

中国など調達活発、米国からは供給減 日本経済新聞 2021年2月17日◇全量輸入のヘリウムガスを９５％以上回収！希少な戦略物質のリサイクルを物材機構が推進｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社 2021年02月15日◇ヘリウムガス供給減
ス 2020/05/22

医療や研究に影響懸念

県内機関が確保に奔走 上毛新聞ニュー◇ヘリウム価格は国際情勢にも影響を受ける9

1. 希少資源としてのヘリウム (7/10)

1.3 ヘリウムの生産・流通・価格

2018年後半～2020年初めのヘリウム危機

お話◇2018年9月以降、ヘリウム購入困難(価格高騰&入手困難)◇2012年にもヘリウム危機は起きた。
◇価格高騰は現在(2021年春)も継続中。
参考：2018年頃のヘリウム危機の要因◇需要増大 →中国を含むアジアでの消費量の急激な増大◇カタール→経済封鎖で海上輸送が混乱→ガス田の立ち上げ遅延◇アメリカ
Exxon Mobile→基地トラブル・メンテナンス(2018/9)→定期修理予定(2019年 夏)BLM(アメリカ土地管理局)→2018年以降はアメリカの官需のみ提供…

10

1. 希少資源としてのヘリウム (8/10)

1.3 ヘリウムの生産・流通・価格

参考：ヘリウム危機に対する関係者の対応

https://yamashita.issp.u-tokyo.ac.jp/ISSPWS191106/

お話

11

重要

1. 希少資源としてのヘリウム (9/10)

1.4 ヘリウムの価格・回収の重要性
液体ヘリウム価格◇学外から購入価格 (2019年3月)
4000 円/L前後 (数年前は2500円/L程度)◇学内供給価格 (85% ヘリウムガスを回収する場合)2019年度(大岡山) 約515 円/L程度 (数年前は250円程度)
回収の重要性(補足：大岡山地区の価格は、回収率で変わる)

ヘリウム利用者に求められることは？

重要◇液体ヘリウムを効率的に使う◇ガスヘリウムをできるだけ回収する
そのために、必要な知識は？

12

1. 希少資源としてのヘリウム (10/10)

1.5 寒剤利用者に必要な知識
ヘリウムを効率的に使うためには？
◇寒剤の物性を知る

一般的かつ重要事項 →「2 寒剤の性質」◇実験器具・装置を知る

共通事項 → ｢3 容器・トランスファ」
各研究室で異なる事 → 各個人が研究室で学ぶ◇研究対象を知る→各個人が研究室で学ぶ

参考：実験を適切に行う上で大切な事◇マニュアルをきちんと読む。マニュアルがない場合は作る。
◇教職員・学生同士で教えあう。

13

2. 寒剤の性質
2.1 参考文献
2.2 基本的な物性値
2.3 寒剤の密度
2.4 比熱と冷却
2.5 蒸発熱とエンタルピー
2.6 寒剤の効率的利用法

142. 寒剤の性質 (1/11)

2.1 参考文献
低温技術の参考書

低温技術の参考書が研究室にあることが望ましい

15

2. 寒剤の性質 (2/11)

2.2 基本的な物性値
寒剤の物性値

参考：危険性出典:小林・大塚『低温技術』◇凍傷の危険◇爆発の危険：液体状態と0℃での体積比→ He 700倍、N2 646倍
◇窒息の危険詳しくは「高圧ガスの取扱い」で説明

16

2. 寒剤の性質 (3/11)

2.3 寒剤の密度
密度の比較ρ [g/L]:沸点における密度
4He

N2沸点 (K)

4.22

77.4

密度(液体) ρL

124.8

808.4

密度(ガス) ρG

16.7

4.604

7.47

175.6

(ρL-ρG)/ρL

0.866

0.994

密度比 ρL/ρG

密度比ρL/ρG

液体の密度の比較
He (124.8)＜ N2(808.4)

液体ヘリウムの密度はとても小さいHe(7.47)＜ N2(175.6)

HeはN2と比べ、ガスと液体との密度比が小さい
Heはガス化による体積の膨張が小さい

17

2. 寒剤の性質 (4/11)

2.3 寒剤の密度

液体を取り出せる量・残されたヘリウムの量
100 Lの容器に4.2 Kのヘリウム(液体またはガス)が入っている場合

液体

容器内の液体を実験等で利用していくとガスが残る

100ρL=12.48 (kg)

100 L (4.2K)のガスは13.4 Lの液体に相当

ガス液体
100ρG=1.67 (kg)(100(L)×ρG/ρL)=100*(1.67/12.48)=13.4 (L)

理想的に液体を取り出しても、86.6 Lしか取り出せない (=100(L)×(ρL-ρG)/ρL)

重要

重要

液体がなくなっても、中のガスを大気放出してはいけない(注：ガスボンベ等での加圧は行わない場合)

18

2. 寒剤の性質 (5/11)

低温実験環境を考える上で、「寒剤と装置材料」の比熱が大事比熱(J/g･K)

2.4 比熱と冷却比熱の温度変化(右図)ヘリウム・窒素などの寒剤の比熱と銅・アルミ・ステンレス鋼・ガラスなどの装置材料の比熱の温度変化
出典:小林・大塚『低温技術』

温度(K)
19

2. 寒剤の性質 (6/11)

2.4 比熱と冷却

冷却時に取り去る熱と比熱
物体を温度T1からT2まで冷却する時に取り去る熱量Q
はcを比熱とすると･･･
𝑇𝑇2定積比熱
定圧比熱

𝑄𝑄 = � 𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑐𝑐𝑉𝑉 = 𝑇𝑇
𝑐𝑐𝑝𝑝 = 𝑇𝑇𝑇𝑇1

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑈𝑈=
𝜕𝜕𝑇𝑇 𝑉𝑉
𝜕𝜕𝑇𝑇 𝑉𝑉

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝐻𝐻=
𝜕𝜕𝑇𝑇 𝑝𝑝
𝜕𝜕𝑇𝑇 𝑝𝑝

U:内部エネルギー、S:エントロピー、H:エンタルピー「装置の材質や構造」「寒剤のエンタルピー変化」→必要な寒剤の量が推定可能

20

2. 寒剤の性質 (7/11)

2.5 蒸発熱とエンタルピー
寒剤が装置等から熱を奪うのは…
蒸発時(液体→気体)⇒ 「(a) 蒸発熱」を見る
気体(低温)→気体(高温) ⇒ 「(b) エンタルピー変化」を見る(a) 蒸発熱(蒸発潜熱)
沸点(K)
蒸発熱(J/g)

4He

4.222
20.9

N277.35198

Heの蒸発熱は極めて小さい21

2. 寒剤の性質 (8/11)

2.5 蒸発熱とエンタルピー(b) エンタルピー変化 気体(低温)→気体(高温)⇒どれだけ熱を奪うか？

この長さ(エンタルピー変化)分だけ熱を奪える(=寒剤を暖めるのに必要な熱量)

N2のエンタルピー変化

N2の蒸発熱Heの蒸発熱(*)

Heのエンタルピー変化(**)◇Heの蒸発に伴うエンタルピー変化(蒸発熱)は極めて小さい(*)◇4Heはガス相でのエンタルピーの増加が大きい(**)

重要
蒸発熱だけではなく、気化したガスのエンタルピーもできるだけ利用する

出典:小林・大塚『低温技術』

22

2. 寒剤の性質 (9/11)

2.6 寒剤の効率的利用法
冷却に必要な寒剤量の比較

出典:小林・大塚『低温技術』

23

2. 寒剤の性質 (10/11)

2.6 寒剤の効率的利用法

銅1kgの冷却に必要な寒剤量の比較
銅の温度
300 K

N2
He

77 K

寒剤温度(N2)He

4.2 K

冷却方法によって、必要な寒剤量は大きく異なる。

寒剤温度(He)

寒剤の温度に冷却するための液体量(銅1kg)
4He

4He

N2

銅の初めの温度

300K

77K

300K

蒸発熱だけ

31.1L

2.16L

0.46L

蒸発熱＋ガスのエンタルピー

0.79L

0.15L

0.29L

「Heだけで冷やす」「蒸発熱だけで冷やす」のは非効率

242. 寒剤の性質 (11/11)

2.6 寒剤の効率的利用法

液体ヘリウムの効率的利用法
重要◇液体窒素を使った予冷◇ガスのエンタルピーを効率よく利用。トランスファの時に→下の方から入れる→ゆっくり入れる

例：トランスファ
[良い例]

[悪い例]

液体

液体回収

回収

注意：各装置により、詳細は異なる。(「窒素凍結による詰まりを避けるため窒素予冷をしない」「装置が既に冷えている(～4.2 K)場合はチューブを奥まで挿さない」等)。
補足1：最近は液体窒素予冷を行う研究室は少ないかもしれない。
25
補足2：トランスファについては後述出典: 蛇蔵『決してマネしないでください。 1』

3.トランスファ・容器
3.1 トランスファ
3.2 液体ヘリウム容器の構造
3.3 バルブ操作、接続、取り出し口
3.4 空にしない26

3. トランスファ・容器 (1/16)

3.1 トランスファ
ここでのトランスファ(transfer)とは寒剤を、寒剤容器から、トランスファチューブを使って実験装置に移すこと。寒剤の充填作業。

ヘリウム充填の大まかな流れ
トランスファ
チューブの断熱容器

トランスファチューブ

27

出典:「Heの汲み出し」(千葉大学) http://physics.s.chiba-u.ac.jp/cryo2/hekumidasi.html

3. トランスファ・容器 (2/16)

3.1 トランスファ(注意：装置により、詳細は異なる。
装置のマニュアルに従うこと)

ヘリウム充填の基本
装置内部が4.2Kより高い場合⑤①トランスファチューブ

④
実験装置

②加圧

③
液体ヘリウム容器① 内部が乾燥したチューブを使う② チューブはゆっくりいれる③ 底まで挿入しない (液体ヘリウムを残す)④ 奥まで挿入する (ガスのエンタルピーを利用するため)⑤ きちんと回収する (不純ガスの混入は避ける)
出典: 『丸善 実験物理学講座2 基礎技術 II 実験環境技術』

28

3. トランスファ・容器 (3/16)

3.1 トランスファ

重要装置内部に液体ヘリウムがある場合⑤①トランスファチューブ

④実験装置

②加圧

③液体ヘリウム容器① 内部が乾燥したチューブを使う② チューブはゆっくりいれる③ 底まで挿入しない (液体ヘリウムを残す)④ 途中まで挿入する(液面に触れるか少し上くらい)⑤ きちんと回収する (不純ガスの混入は避ける)

出典: 『丸善 実験物理学講座2 基礎技術 II 実験環境技術』

29

3. トランスファ・容器 (4/16)

3.1 トランスファ

充填がうまくいかない理由④トランスファチューブ

③②加圧

実験装置

①液体ヘリウム容器① チューブの長さが足りない → 延長管をつける② ガスが漏れる → ウィルソンシール不良(*後述)③ チューブに霜がつく → チューブの真空断熱に問題④ 回収側の圧力が高い → 回収側バルブのチェック
出典: 『丸善 実験物理学講座』

30

3. トランスファ・容器 (5/16)

3.2 液体ヘリウム容器の構造
容器の構造

容器の切断写真◇大きな魔法瓶◇1日1%程度蒸発◇80～150万円程度(100L容器)

アルミなどを蒸着したフィルム(熱が伝わりにくくなる)

出典: 『丸善 実験物理学講座2』

北海道大学にて撮影

31

3. トランスファ・容器 (6/16)

3.2 液体ヘリウム容器の構造

衝撃に対する弱さ
凹んだアルミ製容器

壊れた容器を冷やすと？

アルミ容器は衝撃に弱い。
衝撃により歪み、真空が破れる危険。
真空が破れた容器は修復不能。
真空が破れると爆発の危険も！

冷やすと、結露・霜。
液体ヘリウム容器として使用不能(真空度は十分にあった。おそらく真空槽の厚みが足りないため利用不能) 32

3.2 液体ヘリウム容器の構造

3. トランスファ・容器 (7/16)

重要

ネック部分は脆弱ネック部分だけで支えられている。
外からの衝撃に弱い

できるだけ平坦な経路でゆっくり運ぶ

重要

容器は丁寧に扱う
33

3. トランスファ・容器 (8/16)

3.3 バルブ操作・接続・取り出し口
バルブ操作

状況に応じて、バルブを開閉します

移動中

回収系に接続安全弁(開)
回収系のバルブ(閉)その他(閉)

逆止弁

安全弁(閉)
回収系のバルブ(開)その他(閉)

充填中

安全弁(閉)
回収系のバルブ(閉)加圧風船側のバルブ(開)安全弁(補足：逆止弁は一定の圧力差になると一方向にのみ流れる弁です)34

3. トランスファ・容器 (9/16)

3.3 バルブ操作・接続・取り出し口

回収系への接続
回収系に接続前

回収系に接続後回収配管
閉

閉

閉

開

開

開

閉
閉

◇上部の栓が付いており、袋ナットがきちんと締められているか？
◇バルブが正しく開閉されているか？
35

3. トランスファ・容器 (10/16)

3.3 バルブ操作・接続・取り出し口

重要

たけのこ継手のチューブの接続

良い例

悪い例

◇接続するチューブの径が、タケノコ継手と径が合うか？
(チューブを軽く引っ張っても、抜けない程度)重要

バルブや接続に気を付け、ガスをきちんと回収するように注意する。

36

3. トランスファ・容器 (11/16)

3.3 バルブ操作・接続・取り出し口

液体ヘリウム取り出し口
取り出し口の分解

栓金具とOリング

袋ナット全部外す

このような構造はウィルソンシールと呼ばれる。この構造によりガスが漏れない。
37

3. トランスファ・容器 (12/16)

3.3 バルブ操作・接続・取り出し口

ウィルソンシールの仕組み
断面図
栓

袋ナットを開店
締めると金具は下方向に押される。

袋ナット
金具
Oリング

金具が下方向に押される→Oリングが下方向と栓の中心方向へ潰れる→ガスの流れを遮断
38

3. トランスファ・容器 (13/16)

3.3 バルブ操作・接続・取り出し口

トラブル事例：ウィルソンシール不良(ガス漏れ)

重要

袋ナットをきつく締めても、ガスが漏れる！何故？
◇ 金具の向きを間違える◇ 金具とOリングの順番間違え◇ Oリング入れ忘れ◇ Oリングに損傷 (傷、伸び、切断)◇ Oリングのサイズ間違え◇トランスファチューブの径のサイズとあわない。
(12mm、12.7mm、9.5mm)

重要構造を理解して、正しく使う

39

3. トランスファ・容器 (14/16)

3.4 空にしない
残量を0にしてはいけない理由
液体ヘリウム残量が0→内部の温度が上昇→すると････

真空断熱槽にガスが入る
魔法瓶としての機能低下
真空引きが必要

冷ガス
暖ガス(He) 暖ガス(N2)
浸透しない 浸透する
浸透しない

注意：ヘリウムが浸透しない容器もある。
40

3. トランスファ・容器 (15/16)

容器を暖めた場合の対処

3.4 空にしない(注：借りている容器の場合は、事前に連絡をしてください)

各研究室が行うこと◇真空断熱槽の真空引き (数日～1週間)◇液体窒素による予冷 (数日～1週間)◇(ヘリウム供給日に)液体窒素を抜き出し (30分～60分)→液化室へ運ぶ
液化室で行うこと◇窒素ガスの真空引き◇液体ヘリウムを追加(通常のHe汲みだしの2～3倍の時間がかかる)
41

3. トランスファ・容器 (16/16)

3.4 空にしない

無駄な手間をかけないために重要一度容器を空にしてしまうと手間がかかり、余分な液体ヘリウムが必要。
重要

容器を空にしない

100L容器であれば、液体を5Lリットル程度は残す。
長期で使用しない容器は、液化室へ返却する。
42

4. ヘリウム回収液化システム
4.1 ヘリウム回収液化システム
4.2 ヘリウムの回収

43

お話

4. ヘリウム回収液化システム (1/7)

4.1 ヘリウム回収液化システム
ヘリウム回収配管

大学敷地内にヘリウム回収用の配管が存在する。

本館

西地区

極低温研究支援センター
南地区

東地区

ヘリウムガス回収配管(大岡山キャンパスの場合)

44

4. ヘリウム回収液化システム (2/7)

4.1 ヘリウム回収液化システム

お話

ヘリウムガスリサイクルの仕組み
ガス回収圧縮貯蔵プロセス 精製・液化プロセス
液体ヘリウム貯槽

液化

不純物の除去

長尺容器

・・・

研究室C

回収用圧縮機

研究室B

ガスホルダー

研究室A

小容器

各研究室へ
He純度計
不純物が多い場合、液化効率が悪くなる・故障の原因にも◇全体の回収率は80%前後◇足りない分は、外部からガスや液体を購入◇不純ガスをできるだけ回収しない事も大事
45

4. ヘリウム回収液化システム (3/7)

4.1 ヘリウム回収液化システム

回収ガスホルダー

回収圧縮機

右は断面図。①の領域にガスが貯まる。

最大14.7 MPaまで圧縮

ヘリウム液化機

長尺容器

お話

2700 m3

液体ヘリウム貯槽

上から中をのぞいたとこ
ろ。黒いところが膜。
150 L/時間程度液化

5000 L46

4. ヘリウム回収液化システム (4/7)

4.2 ヘリウムの回収回収率計算
液体ヘリウムヘリウムガス(常温・常圧)

1 L ≒ 0.7 m3と、 (センターでは)換算する。

回収率(%) = 回収量/利用量×100
計算例

積算流量計(回収メータ)

・液体ヘリウム利用量 50 L
・回収ガス 28 m3→液体ヘリウム換算 28/0.7 = 40 L
・回収率 = 40/50 × 100 = 80 %474. ヘリウム回収液化システム (5/7)

4.2 ヘリウムの回収

重要

回収率と利用可能量
初期量: 𝑎𝑎、回収率: 𝑟𝑟 0 ≤ 𝑟𝑟 < 1 、利用可能量：𝑉𝑉、𝑉𝑉 = 𝑎𝑎 + 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑎𝑎𝑟𝑟 2 + ⋯ = 𝑎𝑎 1 + 𝑟𝑟 + 𝑟𝑟 2 + ⋯(等比数列の和)𝑎𝑎 = 100 Lとすると･･･
𝑟𝑟
0.95
0.9
0.8
0.5

𝑉𝑉 [𝐿𝐿]
2000
1000
500
200∞

= � 𝑎𝑎𝑟𝑟 𝑛𝑛 =𝑛𝑛=0𝑎𝑎
1 − 𝑟𝑟

回収率の変化により、利用可能量が劇的に変化！

重要
回収率を上げることは重要！
48

4. ヘリウム回収液化システム (6/7)

4.2 ヘリウムの回収費用比較：回収しない場合/回収した場合
前提条件の仮定◇ある研究室で年間1000Lの液体ヘリウムが必要◇外部業者からの購入価格4100円/L◇90%回収すると、最初100Lの液体ヘリウムを1000L分利用可能(理想的には)◇90%回収時のセンター(大岡山地区)価格410円/L

比較結果 ◇外部業者のみから購入→ 年間410万円必要◇90%回収して学内で購入→ 年間41万円必要
きちんと回収すれば10分1のコスト！ 369万円の得！
「今まで回収していなかったが、今後回収したい」「回収率が知りたい」「回収率が低いので上げたい」などの相談はセンターまで
49

4. ヘリウム回収液化システム (7/7)

4.2 ヘリウムの回収

ヘリウム回収率アップのため回収用風船と回収ステーション◇充填時に、可能な範囲でガスを回収◇配管なし → 風船で回収(大岡山)◇実験室への入退室時にバルブ・栓・ホース等の確認(特に休日前の確認は大事)◇流量計の記録・回収率の定期的な計算◇回収率が悪い場合→リークディテクタで漏れを探す
ヘリウムリークディテクタ(ホースをつなぐ場所からよく漏れる)(実験装置配管溶接部から漏れることも)(安全弁から漏れることもある)

道具の貸し出しも行っています50

5. ヘリウム注文・供給【大岡山】5.1 注文日と供給日
5.2 注文方法
5.3 容器の準備 他
51

5. ヘリウム注文・供給【大岡山】(1/3)

5.1 注文日と供給日
注文日と供給日

供給日は月曜日と木曜日の週2回

木 金 土 日 月 火 水 木 金
木曜日供給なら火曜日までに注文

月曜日供給なら金曜日までに注文

木 金 土 日 月 火 水 木 金
金曜日が休みなら木曜日までに注文

火曜日が休みなら月曜日までに注文

木 金 土 日 月 火
月曜日が休みの時は火曜日に供給

注文キャンセル
供給日午前11時までに連絡
詳細は、センターのウェブサイト参照
http://www.rcltp.titech.ac.jp/52

5. ヘリウム注文・供給【大岡山】(2/3)

5.2 注文方法
注文はネット上で行います http://www.rcltp.titech.ac.jp/user/
注文画面
容器指定
実験室にある容器に継ぎ足す場合は「継ぎ足す」を、それ以外は「新規」を選択。
容器番号「継ぎ足す」場合は記入。「新規」の場合でも要望があれば記入。
内径
トランスファーチューブを挿入する場所の径。不明な場合は液化室スタッフに確認。

53

5. ヘリウム注文・供給【大岡山】(3/3)

5.3 容器の準備 他
容器を新たに借りる
事前に電話で確認する(センターに来るのも可)借りている(or 所有している)容器にヘリウムを追加する場合
午前11時までに容器を液化室へ(電話確認不要)

補足◇液化室のヘリウム充填時間(11時～15時ごろ)→早い時間帯に供給希望の場合はあらかじめ連絡◇午前中に容器を持ってこない場合◇容器のヘリウム残量が0の時◇容器が温まっている場合→当日に供給できない場合がある→液化室のスタッフに相談◇使わない容器は返却する。

→当日の供給はできない
54

6. まとめ
経済的(金、時間、労力)な面、及び安全面から次のことに気をつける。
◇寒剤の物性を知る。
◇ヘリウムは貴重な資源。効率的に使う。きちんと回収。
◇容器の仕組みを知り、丁寧に扱う。
◇容器には液体ヘリウムを常に5L程度残す(100L容器の場合)。
◇トランスファは的確に行う。
発表資料の一部は下記URLへアクセスして、ダウンロードすることが可能。

極低温研究支援センター( http://www.rcltp.titech.ac.jp/ )55