定量的分子間相互作用解析のススメ（前編）
今中

我々が日々暮らしている社会が，複雑な人間関係を通じてつつがなく（！？）運営されているのと同じように，洋行がある．つまるところ，どの方法で解析するのか，決めるのは意外と面倒なのである．

あらゆる生命体の生命活動は，代謝制御，転写制御，免

さて，相互作用検出手法の特徴はそれぞれ異なるのだ

疫応答，シグナル伝達やタンパク質品質管理といったさ

が，測定によって得られる情報が定性的であるか定量的

まざまなシステムを通じて厳密に制御されている 1)．近であるか，いずれかで大別できる．定性的な相互作用検年，生体分子が関与する相互作用の総称であるインタラ

出法としては，たとえば，ツーハイブリッド法，ファークトームに関して，人間社会のそれと同じく膨大な組合

ウ ェ ス タ ン 法， ク ロ マ チ ン 免 疫 沈 降 法（ChIP 法 ），せによって形成されている相互作用ネットワークを包括EMSA（ゲルシフトアッセイ）やレポーターアッセイ

的に理解し，生物を制御するためのマクロな視点を整理などがあげられ，間接的にタンパク質間あるいはタンパすべく，インフォマティクスの手法を利用したトップダク質−核酸間の相互作用を知ることができるが，それら

2)ウン的な解析が主に進められている ．しかし，その根の詳細については他の成書を参照されたい．本稿では，幹は個々の相互作用解析実験によるボトムアップ型の取他方，特に分子間相互作用における親和性を評価できる組みの積み重ねであることは論を俟たない．そして，ミ定量的分子間相互作用解析技術に焦点をあて，その中でクロな視点からながめると，多様な分子が混在しているも現状の利用動向もふまえ，リガンド分子の固定化の有細胞内外で，環境に応じて特定の相手を見つけて捕まえ無で測定法を分類してみた．そして 2 回にわたってさま（結合），時に放す（解離），つまり高い特異性をもってざまな技術について紹介しようと思う．まず，より広く構造や配列を認識する，ダイナミックな生体分子同士や利用されているリガンド分子を固定化して行う分子間相生体分子−環境分子間などの相互作用は，生体分子が進互作用解析法から始めよう．

化の過程で得たきわめて優れた特徴なのである．そのため，分子間のやり取り（相互作用）の特性を解析することは，生命現象を解明し，制御するという目的のみならず，医療，創薬，環境や食品分野などにおける多様な応用目的を含め，幅広く必要とされている．
では，相互作用のキャストであるタンパク質，ペプチ

酵素結合免疫吸着法 3)（Enzyme-linked immunosorbent assay: ELISA）
おそらく，ライフサイエンス分野における分子間相互作用解析の中でもっとも汎用されている手法で，特異性がきわめて高い抗原−抗体反応を利用することが最大のド，核酸，糖，脂質や化合物がそれぞれ結合・解離する特徴である．主に 96 穴マイクロプレートを用いるため，現象はどのように測定し，解析すればよいのだろうか？

同時に多サンプルを処理できる利便性がある．プレート

現在までに，非常に多くの分子間相互作用解析技術がには，異なる基材，表面処理により特定の官能基が提示開発されてきた．しかしながら，それぞれの解析技術はされているもの，あらかじめ金属キレート剤，グルタチ原理のみならず，さまざまな要素が異なっている．そのオン，ストレプトアビジンやプロテイン A，G などによっため，得たい情報（パラメーター），対象とする相互作てそれぞれ表面コーティングされたものなど，抗原や抗用の強さ，機器などの価格や相互作用検出感度，サンプ体を狙い通りに固定化するためのさまざまな選択肢があル調製の難易度，サンプルの必要量，化学修飾・濃縮なる．なお，本手法では，抗体に修飾した酵素の反応（あどの前処理の必要性，サンプルあたりの測定時間，測定るいは蛍光色素）による発色や発光をシグナルとして検操作の簡便性や分子固定化の有無なども事前に整理して出することで相互作用を定量化する．さらに，ELISAおかなければならない．そして，実際に実験を行う場合

は抗原−抗体反応を基盤にした特異性の高い相互作用検には，相互作用の測定原理を理解しておくだけでなく，出法であるのみならず，操作に十分な洗浄が含まれていそれぞれの解析手法のメリット・デメリットをどう考えるため，測定試料の純度があまり問われないのも特徴とるか，十分に整理したうえで，自らが必要とする情報をいえる．そして，ELISA の測定方法は大きく三つに分効率よく取得するための最適な解析手法を選択する必要類することができ，それぞれ，a）直接吸着法，E）サン

著者紹介266

岡山大学大学院自然科学研究科（助教） (PDLOLPDQDND#RND\DPDXDFMS

生物工学第96巻第5号（2018）

ドイッチ法，c）競合法と呼ばれている（図 1 〜 3）．

a）直接吸着法る部位を認識する二種類の抗体があらかじめ準備されて測定対象となる標的物質（抗原）いる必要があるが，特異性の高い抗原−抗体反応を二重を含むサンプルを固定化基材に物理的に吸着させ，続いに利用するため，相互作用検出の特異性が非常に高く，て抗原特異的に結合する抗体（一次抗体）を添加し，抗高感度な検出が可能であることから，特に汎用的に利用原−抗体反応を生じさせる．洗浄後さらに一次抗体を特されている．また，ELISA ではないが，アレルゲンや異的に認識する標識抗体（二次抗体）を結合させ，酵素

インフルエンザウイルス検査キットなどで用いられるイ反応（あるいは蛍光強度）を測定することによって標的ムノクロマトでも，同様の原理でナノ粒子上に抗体を固物質を間接的に定量する方法である．一次抗体として標定化し，定性的な標的分子の検出が行われる．

識抗体を用いる場合は，直接法ともいう．この場合，販c）競合法

キャプチャー抗体をまず固定化基材表売品の選択肢があまり多くなく，自作する場合は一次抗面に吸着させておく．その一方で，測定サンプルをあら体標識化の手間を要するが，二次抗体を用いる間接法にかじめ標識化しておいた抗原と混合しておく．続いて，比べて操作時間は短縮される．直接吸着法は，直接法，この混合液を固定化キャプチャー抗体と作用させ，抗体間接法のいずれであっても一連の操作がシンプルなのだとの相互作用を競合させる．サンプル中の抗原量に応じが，抗原固定化の際に共存物質の影響を受け，十分な吸て，標識化抗原の相対量が変わるため，固定化抗体への着量が得られない場合がある．そのような場合はあらか結合量に影響を及ぼす．最後に，固定化抗体に結合したじめサンプルを精製しておく必要がある．

（つまり測定サンプル中の抗原とは結合しなかった）標b）サンドイッチ法

抗原を認識する抗体（キャプ識化抗原の活性を測定することで，サンプル中の抗原とチャー抗体）をあらかじめ基材上に吸着させておく方法の相互作用を間接的に定量する．他の 2 種類の方法とはで，抗原を含む試料と相互作用させた後，抗原のキャプ異なり，この競合法ではサンプル中の抗原が多いほど検チャー抗体とは異なる部位を認識する抗体（一次抗体）

出シグナルが小さくなる．

を作用させる．最後に直接吸着法の場合と同じく標識抗ELISA は他の定量的相互作用解析法と比較して，測体（二次抗体）を結合させる．この手法では抗原の異な定に時間を要すること，実験再現性の精度が若干低いことや相互作用の経時変化を追跡できないため，解離定数（Kd）は算出できるものの，結合速度定数，解離速度定数を決定できないなどがデメリットとしてあげられる．
しかし，メリットも多い．原理・操作が理解しやすいだ
けでなく，抗体の標識法も広く確立され，多様な発色・発光基質の開発も進んでいる．また，測定に必要な抗体

図 1．直接吸着法による測定入手の際の選択肢も非常に多い．操作に高度な技術を必要とせず，相互作用を感度良く検出できる．そして，多検体の処理にも優れている．特定の標的物質の検出を目的としたルーチン測定にも適しており，そのためのキットが数多く販売されている．さらに，高額な測定機器を必要としないこともあり，利用頻度の高い解析手法である．

図 2．サンドイッチ法による測定

表面プラズモン共鳴法 4)（Surface plasmon resonance: SPR）
分子間相互作用を非標識かつリアルタイムで検出できる技術の一つで，報告例の多さからもわかるが，ELISAを除き，もっとも技術開発が広く進められており，中でも Biacore シリーズは汎用的に利用されている．635 はセンサーチップ上で生じた相互作用による質量変化を，表面プラズモン共鳴という光学現象を利用して検出する方法である．センサーチップはガラス上に金の薄膜が蒸着されたもので，さまざまな修飾センサーチップが市販

図 3．競合法による測定

生物工学

第96巻第5号（2018）

されており，リガンド分子をそれぞれ異なる方法で固定

267

化することができる．特に広く用いられているのは，カルボキシメチル（CM）基が導入されたデキストランがコーティングされたセンサーチップで，アミノ基，チオー

水晶振動子マイクロバランス法 5)（Quartz crystal microbalance: QCM）

ル基，カルボキシル基やアルデヒド基などさまざまな官635 と同様に分子間相互作用の非標識かつリアルタ

能基を介し，リガンド分子を共有結合により固定化できイム測定技術の一つで，所定の方向で薄く切り出されたる仕様となっている．

（AT カット型）水晶切片から構成される基板（水晶振動相互作用の測定は主にマイクロ流路系を介して行われ， そ の 原 理 は お お よ そ 次 の 通 り で あ る（ 図 4）．

子）上における分子間相互作用による質量変化を検出するもので，いわゆる微量天秤ともいえる．

.UHWVFKPDQQ（クレッチマン）配置となるよう，隙間を水晶は，外部から力を加えられた場合にその大きさに生じないようにセットされたプリズム・ガラス面と金薄応じて分極するという，天然由来の圧電体材料として知膜に対し，金表面で全反射するように光を照射した場合，られている．それと同時に，逆に電場を印加した場合に境界面でエバネッセント波というエネルギー波が媒質中は変形する逆圧電体材料としての側面がある．QCM はに染み出してくる．これが金の自由電子の集団振動であ

この逆圧電体としての特徴を利用したものである．水晶るプラズモンという電子密度波（疎密波）と波数の実部切片の両側に金薄膜を取り付け，これをセンサーチップが一致した場合，表面プラズモン共鳴が励起される．そとする．そして，発振回路を用いてそれぞれの薄膜を介の際に，特定の角度で入射した光のエネルギーが奪われ，して交流電場を印加すると，水晶切片はある一定の周波反射光の強度が一部低下し，暗くなる．センサー部分で数（共振周波数）で振動する．この周波数は水晶切片のはこの暗くなった部分の現れる位置（共鳴角度）や特定厚みに反比例するため，薄い切片であるほど高い周波数の角度における反射率の変化を検出する．金表面におけの振動子が得られる．
分子間相互作用の検出においては，る分子間相互作用によって質量変化が生じると，媒質のまずセンサーチップ上にリガンド分子を固定化し，標的屈折率が変化し，表面プラズモン共鳴が励起される光の分子（アナライト）と作用させる．そして，質量変化に反射角度が変化する．そのため，経時的に検出された情応じた水晶の周波数変化（ǻF）を分子間相互作用量と報を分子間相互作用量（5HVSRQVH8QLW58）として変換・して精密に測定する（図 5）．本手法はナノグラムオー出力することができるという仕組みである．なお，特記

ダーの質量変化を定量的に評価できるとともに，フローすべき事項として，エバネッセント波は界面からの距離計測およびバッチ計測のいずれについても測定装置があに対して指数関数的に減衰するため，この現象は金表面り，その利用範囲は広い．また，金薄膜上への他の素材近傍（〜数百 QP）にある分子のみの相互作用が反映され，のコーティングもできることから，多様な表面上で分子それ以上離れた位置にある物質は測定に影響しないこと間相互作用の測定が可能となるのも特徴の一つである．

があげられる．

さらに，水晶振動子は基本周波数の奇数倍でオーバートーン発振と呼ばれる共振が生じるため，これを利用した感度の調整も可能である．装置によっては，質量変化に加えて粘弾性の測定もでき，センサーチップ上における相互作用分子の構造特性を同時に評価できる．なお，データを定量的に取り扱うための周波数変化量を質量変図 4．表面プラズモン共鳴法（635）の概要

268

図 5．水晶振動子マイクロバランス法（QCM）の概要

生物工学

第96巻第5号（2018）

化量と相関させるための理論式としては，6DXHUEUH\ 式 6)技術の適用性を考慮し，照射光にはすべての波長を含むや .DQD]DZD*RUGRQ 式 7) などが知られている．

白色光が用いられている．検出深度は原理的に波長に依反射型干渉分光法 8)（5HÀHFWRPHWULFLQWHUIHUHQFHVSHFWURVFRS\5,I6）

存するため，低分子化合物から大きなアナライト分子（〜数十 ȝP）が関与する相互作用まで幅広く評価ができる．
加えて，測定が温度の影響を受けないことやハイスルー反射型干渉分光法（5,I6）は，非標識かつリアルタプット性が高いのも特徴としてあげられる．なお，PallForteBio 社は，この原理を利用して開発した独自システ
ムを %LR/D\HU ,QWHUIHURPHWU\ 法（BLI 法）9) とよび，こイム測定が可能な分子間相互作用測定法の一つで，そのれまでに多くのセンサー素子，装置を販売している．

ナノオーダーの薄膜の膜厚測定などで利用されてきた光学技術を応用した生体分子間相互作用分析法もある．

原理は次の通りである．まず，屈折率の異なる透明な薄ここまででリガンド分子を固定化して行う定量的分子膜から構成されるセンサーチップに白色光を照射する．

間相互作用解析法について，主なものを紹介したが，それぞれの層は屈折率が異なるため，照射光は界面で屈ELISA を除き，635，QCM および 5,I6 は，いずれも折して透過するか，あるいは部分的に反射する．この部相互作用の経時変化を追跡することが可能で，解離定数分的に反射した光はそれぞれ光路が異なるため位相差が（Kd）だけでなく，結合速度定数および解離速度定数と生じ，波長によって互いに強め合ったり弱め合ったりすいったカイネティクス測定もできる．また相互作用検出る干渉を起こす．これを波長ごとの光強度として分光器感度のダイナミックレンジも広く，弱い相互作用から強で検出する（図 6）．5,I6 では，生体分子層を光学的な厚い相互作用まで幅広く検出できる．必要なサンプル量もみを持った薄膜と考える．つまり，リガンド分子のセンそれほど大きな違いはない．ただ，これらを用いた相互サーチップ表面への固定化ならびにアナライト分子との作用検出の感度は，ある程度，解析装置の質（価格？）相互作用によって，物理的厚さと屈折率の変化が生じ，に依存する．たとえ検出原理が同じであったとしても，それに伴って干渉スペクトルが変調する．そのため，反検出感度はそれぞれ異なるのに加え，ルーチンで測定し射光の干渉スペクトルを経時的に測定することで，相互たい場合は使用するセンサーチップの価格も大いに気に作用状態を追跡できる．さらに，光強度の極値を示す波なるところである．一応，どの手法で相互作用を検出す長のシフト量などの解析により，動力学定数の算出がでるかということに関するおおまかな指針をあげると，きる．なお，反射光同士による干渉特性は波長によって検出対象となる標的分子に対する抗体がある場合はそれぞれ異なり，膜厚・屈折率の影響も受けることから，ELISA，低分子化合物を検出したい，あるいは多検体の処理を必要とする場合は ELISA あるいは 5,I6 が比較的適しているであろう．リガンド分子固定化手法の多彩さと機器の選択肢の豊富さでは 635，操作の簡便さ，特定の固体表面上での相互作用の検出，あるいは固液界面でのリガンド分子の構造特性（粘弾性など）も含めて評価したい場合は QCM が選択肢の第一候補となろう．
しかし，先にも述べたが，周辺で利用可能な装置，予算なども含めて総合的に考慮し，手法を決定されたい．
文

図 6．反射型干渉分光法（5,I6）の概要生物工学第96巻第5号（2018）献  $OEHUWV% et al.: Molecular Biology of THE CELL, 6thEd.*$5/$1'6&,(1&(    3HWUH\'DQG+RQLJ% Annu. Rev. Biophys.43
   &URZWKHU-5Methods Mol. Biol.42    1JX\HQ++ et al.: Sensors15    &KHQJ&,et al.: Chem. Soc. Rev.41    6DXHUEUH\*Z. Physik155    .DQD]DZD . . DQG *RUGRQ ,, - Anal. Chem. 57    *DXJOLW]*Anal. Bioanal. Chem.381    &RQFHSFLRQ - et al.: Comb. Chem. High Throughput
Screen.12  269