Digital Blood Pressure Monitor
Model UA-767NFC
Instruction Manual
Original

Manuel d’instructions
Traduction

Manual de Instrucciones
Traducción

Manuale di Istruzioni
Traduzione

BedienungsanleitungÜbersetzung

1WMPD4002380E

Indice
Introduzione ..................................................................................................................................1
Norme precauzionali ....................................................................................................................2
Note per il corretto utilizzo............................................................................................................2
Identificazione delle parti..............................................................................................................4
Simboli...........................................................................................................................................5
Modalità operative ........................................................................................................................7
Utilizzo del Monitor .......................................................................................................................8Come installare/Cambiare le batterie..............................................................................8
Collegamento dell’alimentatore a rete elettrica...............................................................8
Collegamento del bracciale allo strumento.....................................................................9
Impostazione e regolazione dell'orologio incorporato....................................................9
Note sull'orologio integrato.............................................................................................10
Come scegliere il bracciale corretto...............................................................................11
Applicazione del bracciale..............................................................................................12
Consigli per l’esecuzione di misurazioni corrette..........................................................12
Durante la misura............................................................................................................12
Dopo la misura................................................................................................................12
Misurazione della pressione......................................................................................................13
Misurazione standard .....................................................................................................13
Misurazione con impostazione della pressione di gonfiaggio desiderata...............................14
Note per una misurazione corretta ................................................................................15
Funzione Near Field Communication (NFC) ...........................................................................16
Visualizzazione dei dati memorizzati.............................................................................16
Cambio dell'impostazione della memoria .....................................................................17
Trasmissione dei dati memorizzati ................................................................................18
Trasmissione dei dati delle misurazioni ........................................................................18
Cos’è un battito cardiaco irregolare ..........................................................................................19
Indicatore dinamico della pressione..........................................................................................19
Parlando di Pressione Arteriosa................................................................................................19
Cosa si intende per Pressione Arteriosa? ....................................................................19
Cosa si intende per Ipertensione Arteriosa?.................................................................19
E come si controlla?? .....................................................................................................20
Perché è importante l’automisurazione al proprio domicilio?......................................20
Classificazione della pressione secondo le linee guida “O.M.S.” ...............................20
Localizzazione guasti .................................................................................................................21
Manutenzione.............................................................................................................................22
Dati tecnici...................................................................................................................................22

Introduzione
Gentile Cliente, la ringraziamo per aver acquistato il Misuratore Elettronico della Pressione
Arteriosa A&D, uno dei dispositivi attualmente più avanzati disponibile nel mercato. Concepito
per una facilità di uso ed alta precisione, il nostro prodotto la aiuterà a controllare la pressione
arteriosa quotidianamente.
Raccomandiamo di leggere con cura questo manuale prima di utilizzare il misuratore
per la prima volta.
Italiano 1

Norme precauzionali
Il dispositivo è conforme alla Direttiva Europea CEE 93/42 per i Prodotti ad utilizzo medico.
. (0123: Numero di riferimento
Quanto sopra è evidenziato dal marchio di conformità
dell'ente certificatore)
Il presente dispositivo deve essere utilizzato da parte di persone adulte e non da neonati obambini.
Ambiente d'utilizzo: Il dispositivo è idoneo per utilizzo in ambienti di assistenza sanitaria domestici.
Il dispositivo è progettato per misurare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca disoggetti umani a fini diagnostici.

Note per il corretto utilizzo
Il presente dispositivo è stato realizzato utilizzando componenti di precisione. Si raccomanda
di evitare condizioni estreme di temperatura, umidità, luce solare diretta, urti o polvere.
Pulire il dispositivo e il bracciale utilizzando un panno morbido e asciutto o un panno
inumidito con acqua e detergente neutro. Non utilizzare mai alcool, benzene, solventi o altri
prodotti chimici aggressivi per pulire il dispositivo o il bracciale.
Evitare di piegare eccessivamente il bracciale o lasciare il tubo prolunga, avvolto per troppo
poiché si potrebbero danneggiare e compromettere l’attendibilità delle rilevazioni.
Non modificare il dispositivo. L'apporto di modifiche può causare incidenti o danni
al dispositivo stesso.
Per misurare la pressione sanguigna, il braccio deve essere stretto dal bracciale a
una pressione sufficiente a interrompere temporaneamente il flusso sanguigno
nell'arteria. Ciò può causare dolore, intorpidimento o lasciare temporaneamente
un segno rosso sul braccio, in particolare se la misurazione viene ripetuta più volte
di seguito.
Il dolore, l'intorpidimento o i segni rossi che possono eventualmente verificarsi
scompaiono dopo breve tempo.
Il dispositivo ed il bracciale non sono impermeabili. Evitare il contatto diretto con acqua oliquidi che potrebbero comprometterne la durata.
Nel caso in cui il dispositivo sia utilizzato in prossimità di apparecchi televisivi, forni amicroonde, macchinari a raggi X o di altri dispositivi con forti campi elettrici, le misurazioni
potrebbero non risultare precise.
Lo strumento, tutte le sue parti e le batterie esaurite non devono essere trattate comenormali rifiuti domestici, ma vanno smaltiti in conformità alle normative ambientali in vigore.
Quando si utilizza l'alimentatore a rete elettrica, assicurarsi che questo sia facilmente scollegabile dallapresa elettrica in caso di necessità.
Quando si riutilizza il dispositivo, verificare che sia pulito.
Non modificare il dispositivo. L'apporto di modifiche può causare incidenti o danni al
dispositivo stesso.
Per misurare la pressione sanguigna, il braccio deve essere stretto dal bracciale a una
pressione sufficiente a interrompere temporaneamente il flusso sanguigno nell'arteria. Ciòpuò causare dolore, intorpidimento o lasciare temporaneamente un segno rosso sul braccio,
in particolare se la misurazione viene ripetuta più volte di seguito.
Italiano 2

Il dolore, l'intorpidimento o i segni rossi che possono eventualmente verificarsi scompaiono
dopo breve tempo.
Misurazioni della pressione sanguigna troppo frequenti possono provocare danni
al paziente a causa delle interferenze con il flusso sanguigno. In caso di uso
ripetuto del dispositivo, assicurarsi che il funzionamento del misuratore noncomporti una prolungata compromissione della circolazione sanguigna.
Se si è stati sottoposti a mastectomia, rivolgersi a un medico prima di utilizzare il
dispositivo.
Evitare che i bambini usino il dispositivo senza sorveglianza e tenere il dispositivo
fuori dalla loro portata.
Presenta piccole parti che possono causare soffocamento se ingerite
inavvertitamente dai bambini.
I dispositivi per la comunicazione wireless, come i dispositivi delle reti domestiche,
i telefoni cellulari, i telefoni cordless e le loro stazioni base, i walkie-talkie possono
interferire con il funzionamento di questo Monitor della Pressione Sanguigna. Di
conseguenza, è consigliabile mantenere una distanza minima di 3,3 metri da talidispositivi.

Controindicazioni

Di seguito sono indicate le precauzioni da osservare per il corretto utilizzo del dispositivo.
Non applicare il bracciale a un paziente già collegato a un altro dispositivo medico. Il dispositivo
potrebbe non funzionare correttamente.
Le persone affette da grave deficit circolatorio al braccio devono consultare un medico prima diutilizzare il dispositivo, al fine di evitare problemi medici.
Non eseguire auto-diagnosi dei risultati delle misurazioni, né iniziare trattamenti in autonomia. Per lavalutazione dei risultati ed eventuali trattamenti, rivolgersi sempre al medico.
Non applicare il bracciale se il braccio presenta ferite non cicatrizzate.
Non applicare il bracciale in caso di terapia con flebo o trasfusioni di sangue eseguite al braccio delpaziente. Pericolo di lesioni o incidenti.
Non utilizzare il dispositivo in ambienti in cui siano presenti gas infiammabili, quali i gas anestetici.
Pericolo di esplosione.
Non utilizzare il dispositivo in ambienti con concentrazioni molto elevate di ossigeno, quali camere
iperbariche o tende a ossigeno. Pericolo di incendio o esplosione.

Italiano 3

Identificazione delle parti
Tubo prolunga

Bracciale
Gamma adatta
adeguata

Innesto alimentazione
a rete elettrica
Area di comunicazione

Indicatore di indice
Simbolo dellaposizione dell’arteria
Spina innesto aria

Pulsante START

Presa d’aria

Display a cristalli liquidi

Vano batterie

Pulsante orologio
Pulsante
Coperchio vano batterie

Batterie da 1,5 V(R6P, LR6 o AA)

Particolari del Display del Display

MEMORIA
Pressione sistolica

Indicatore di pressione

Pressione diastolica

Simbolo del cuore

Frequenza cardiaca

Indicatore I.H.B.
(indicatore di battito cardiaco irregolare)

Visualizzazione dell'orologio

Indicatore batterie

Icona dell'orologio

Italiano 4

Simboli
Simboli impressi sulla confezione del dispositivo
Simboli
SYS
DIA
PUL/minIP

SN

Funzione/Significato
Posizionare l’apparecchio in modalità standby, quindi collegarlo
Pressione arteriosa sistolica in mmHg
Pressione arteriosa diastolica in mmHg
Battiti cardiaci al minuto
Guida all'installazione delle batterie
Corrente continua
Tipo BF: dispositivo, bracciale e tubi sono stati progettati al fine digarantire una protezione particolare contro eventuali scosse
elettriche
Etichetta Direttiva CE sui dispositivi medici
Rappresentante UE
Produttore
Data di produzione
Simbolo internazionale di protezione
Etichetta Direttiva RAEE (direttiva Europea di smaltimento dei
dispositivi elettrici ed elettronici)
Numero di matricola
Consultare il manuale/l'opuscolo di istruzioni
Polarità dell'innesto dell'alimentatore
Mantenere asciutto

Simboli visualizzati sul display
SimboliFunzione/Significato
Azione raccomandata
Indicazione visualizzata durante la
La misurazione è in corso.
fase di misurazione. Lampeggia
Rimanere quanto più
durante il rilevamento dellapossibile fermi e rilassati
frequenza cardiaca.
Indicatore di battito cardiaco
irregolare
Indicazione visualizzata se viene
rilevato un battito cardiaco irregolare.
Potrebbe illuminarsi se viene rilevata
una leggerissima vibrazione comeun brivido o un tremore.
Misurazioni precedenti
MEMORIZZATE

Italiano 5

Simboli
SimboliFunzione/Significato
BATTERIA CARICHE
Indicatore di stato di carica dellebatterie durante la misurazione
BATTERIA SCARICHE
Indicatore di batterie in esaurimento
Valori della pressione non corretti acausa di movimenti durante la
misurazione
Differenza tra pressione sistolica ediastolica inferiore a 10 mmHg
Pressione di gonfiaggio non
sufficiente
Il bracciale non è applicato in modo
corretto

Azione raccomandata

Qualora l’indicatore
lampeggi, sostituire tutte lebatterie.
Ripetere la misurazione.
Rimanere quanto possibile
fermi e rilassati

Applicare e stringere
adeguatamente il bracciale eripetere la misurazione

Il battito cardiaco non è stato rilevatoin modo corretto

Comunicazione impossibile.

Tentativo di trasmettere i dati dimemoria con la memoria impostataa 0.
Compare durante la procedura di
impostazione dell'orologio.

Italiano 6

L'apparecchio abilitato alla
comunicazione potrebbe
essere inclinato o trovarsi aldi fuori dell'area dicomunicazione deldispositivo.
Mantenere il simbolo dicomunicazionedell'apparecchio abilitato
all'NFC vicino all'area dicomunicazione deldispositivo fino a quando non”.
compare la scritta “Impostare la memoria a 100.

Modalità operative
1. Misurazione standard

Premere il pulsante START . La pressione arteriosa viene misurata.

2. Funzione memoria

Se la memoria è impostata a 100:
Il dispositivo memorizza le ultime 100 misurazioni.
Quando vengono superate le 100 misurazioni, quella più vecchia viene
eliminata automaticamente in modo da poter memorizzare l'ultima
misurazione effettuata.
Se la memoria è impostata a 0:
Il dispositivo non memorizza i dati relativi alle misurazioni.

3. Per eliminare tutti i dati memorizzati

Assicurarsi che sul display sia visualizzata l'ora.
Premere e tenere premuto il pulsante .
. Qualche istante dopo il simbolo
Comparirà il simbolo
inizierà a lampeggiare e poi scomparirà.
A questo punto tutti i dati memorizzati saranno stati
eliminati.

Nota: Questa operazione eliminerà tutti i dati memorizzati.
Non è possibile selezionare solo alcune misurazioni daeliminare.

4. Misurazione con impostazione della pressione di gonfiaggio
desiderata
Vedere descrizione completa a pagina 13

Italiano 7

Utilizzo del Monitor
Come installare/Cambiare le batterie

1. Spostare il coperchio del vano batterie in alto
per aprirlo.

Procedura 1
Procedura 3

2. Rimuovere le vecchie batterie ed inserire lenuove batterie nel vano batterie, procedendo
come mostrato, rispettando le polarità (+) e (-).
3. Spostare il coperchio del vano batterie inbasso per chiuderlo.
Utilizzare solo le batterie R6P, LR6 o AA.
Procedura 2

ATTENZIONE

Inserire le batterie come indicato nel vano porta batterie. In caso contrario,
l'apparecchio non funzionerà.
Quando il simbolo(BATTERIE SCARICHE) lampeggia sul display e il
dispositivo comunica che è necessario cambiare la batteria, sostituire tutte le batterie.
Non mischiare batterie nuove con batterie usate, per evitare di ridurre la duratadelle batterie o causare malfunzionamenti del dispositivo.
Spento il dispositivo, attendere almeno due secondi per sostituire le batterie.
(BATTERIE SCARICHE) viene visualizzato anche dopo averSe il simbolo
sostituito le batterie, eseguire una misurazione della pressione arteriosa. Il dispositivo è inseguito in grado di riconoscere le batterie nuove.
Il simbolo(BATTERIE SCARICHE) non viene visualizzato in caso di batteriecompletamente esaurite.
La durata delle batterie varia in base alla temperatura ambiente e potrebbe
risultare ridotta in caso di esposizione a basse temperature.
Utilizzare solamente le batterie del tipo specificato.
Togliere le batterie nel caso in cui il dispositivo non sia utilizzato per lungo tempo.
Le batterie potrebbero infatti essere soggette a perdite, causando quindi dei
malfunzionamenti.
Collegamento dell’alimentatore a rete elettrica
InnestoInserire la spina dell’alimentatore nell’ingresso
alimentatore
dedicato nella parte posteriore dello strumento.
Inserire successivamente l’alimentatore nellapresa elettrica.
Spina
Utilizzare l’alimentatore a rete elettrica
dell’alimentatore
specificato. ( Consultare pagina 22.)
Nota: Quando si inseriscono le batterie o quando si collega l'alimentatore, la scritta“Anno” inizia a lampeggiare automaticamente e il display entrerà nella modalitàdi impostazione dell'orologio. Impostare l'orologio come descritto a pagina 8.
Ogni qualvolta si inseriscano le batterie o si colleghi l'alimentatore ènecessario reimpostare l'orologio. Non è possibile iniziare la misurazione finoa quando non viene impostata l'ora.
Italiano 8

Utilizzo del Monitor
Collegamento del bracciale allo strumento
Inserire fermamente la spina innesto
aria nella presa d’aria.

Impostazione e regolazionedell'orologio incorporato

Presa d’aria

Spina innesto aria

Impostare o regolare l'orologio prima dell'uso.
1. Premere e tenere premuto il pulsantefinché le cifre iniziano a lampeggiare.

Premere etenere premuto

Quando si inseriscono le batterie o si
collega l'alimentatore, la cifra
corrispondente all'indicazione “Anno” inizia
a lampeggiare automaticamente.
2. Agendo sul pulsante , selezionare l'anno.
Premere il pulsante
per impostarel'anno attuale e conseguentemente perselezionare il mese ed il giorno. La data puòessere impostata tra gli anni 2011 e 2055.
button, selezionare
3. Agendo sul pulsanteil mese.
per impostare il
Premere il pulsantemese attuale e conseguentemente perselezionare il giorno.

Anno

Mesa

La cifra
corrispondente
all'indicazione“Anno” lampeggia
quando si
inseriscono lebatterie o si collega
l'alimentatore

GiornoOra

4. Agendo sul pulsante , selezionare il giorno.
per impostare il
Premere il pulsantegiorno attuale e conseguentemente perselezionare l'ora ed i minut.
Minuti5. Agendo sul pulsante , selezionare l'ora.
per impostare l'ora
Premere il pulsanteattuale e conseguentemente perselezionare i minuti.
6. Agendo sul pulsante , selezionare i minuti.
per impostare i
Premere il pulsanteminuti attuali ed attivare l'orologio.

Italiano 9

Orologio con
ciclo di 24 ore

Note sull'orologio integrato

Il dispositivo visualizza l'orologio fino a quando rimane acceso.
Regolare l'orologio prima dell'uso.
Durante la misurazione non è possibile regolare l'orologio.
se si vuole incrementare il valore di
Per regolare l'orologio, premere il pulsanteper
una unità alla volta, oppure premere e tenere premuto il pulsanteincrementare il valore in modo continuo.
Nel corso della procedura di impostazione non è possibile tornare indietro. Se si
sbaglia ad impostare un valore, bisognerà iniziare la procedura da capo.
L'impostazione dell'ora attuale verrà cancellata nel caso in cui le batterie vengano
rimosse o, se si utilizza l'alimentatore, nel caso in cui vi sia un'interruzione dellacorrente elettrica per circa 30 secondi. In questi casi sarà necessario regolarenuovamente l'orologio.

Se l'orologio è stato impostato e si desidera modificare l'ora manualmente:
Premere e tenere premuto il pulsanteper entrare nella modalità diimpostazione dell'orologio.
Cancellare le impostazioni attuali premendo il pulsante START ; la schermata
tonerà alla modalità di visualizzazione dell'orologio.
Dopo 30 secondi di inattività la procedura di impostazione verrà annullata
automaticamente e la schermata tornerà alla modalità di visualizzazionedell'orologio.
Quando si inseriscono o si cambiano le batterie o quando si collega l'alimentatore:
La cifra corrispondente all'indicazione “Anno” inizia a lampeggiareautomaticamente e il display entra nella modalità di impostazione dell'orologio.
Per iniziare la misurazione, impostare l'orologio come descritto a pagina 8.
Premendo il pulsante START non si torna alla modalità di visualizzazionedell'orologio. Prima è necessario completare l'impostazione dell'orologio.
Dopo 30 secondi di inattività la procedura di impostazione verrà annullata
automaticamente e sul display comparirà l'indicazione 0:00. (L'impostazionedell'orologio non è stata completata e la misurazione non può iniziare.)Quando si cambiano le batterie o si ricollega l'alimentatore, sul display vengono
visualizzate le indicazioni di anno, mese e giorno relative al momento in cui sonostate rimosse le batterie o è stato scollegato l'adattatore. Prima di utilizzare il
dispositivo è necessario impostare la data e l'ora attuali.

Italiano 10

Utilizzo del Monitor
Come scegliere il bracciale corretto

L’uso della dimensione corretta di un bracciale è importante per una lettura precisa.
Se il bracciale non presenta la dimensione corretta, la lettura potrebbe produrre unvalore incorretto della pressione sanguigna.
La dimensione del braccio è stampata su ogni bracciale.
Il simbolo
e l'indicatore di scelta del bracciale adeguato determinano se è stato
utilizzato il bracciale corretto. (Riferirsi alla sezione “Simboli stampati sul bracciale” .
Se il simbolo
è posizionato fuori dal range, si raccomanda l’acquisto di un
bracciale appropriato (consultare la tabella sottostante).
Il bracciale è un prodotto di normale consumo. In caso di usura, acquistarne uno nuovo.
Dimensione del braccio Dimensione raccomandata del bracciale Numero di catalogo
31 cm to 45 cm
Bracciale grande per adulti
CUF-F-LA
22 cm to 32 cm
CUF-F-A
Bracciale per adulti
Determinazione circonferenza del braccio: si misura a metà tra spalla e gomito.
Nota: il modello UA-767NFC non è indicato per l'uso con il bracciale piccolo per adulti.

Simboli stampati sul bracciale
SimboliFunzione/Significato
Simbolo di indicazione posizione arteria
brachiale▲
REF

Azione raccomandata
Posizionare il simbolo ●sull’arteria del braccio o inallineamento con il dito anulare
nella parte interna del braccio.

IndiceNumero di catalogo
Gamma adatta a bracciale per adulti. È
stampato sul bracciale per adulti.
Gamma superiore stampata sul bracciale
per adulti.

Utilizzare il bracciale grande per
adulti anziché il bracciale per
adulti

Gamma adatta a bracciale grande per adulti.
È stampato sul bracciale grande per adulti.
Gamma inferiore stampata sul bracciale
per adulti.
Utilizzare il bracciale per adulti
Gamma di utilizzo del bracciale per adulti.
anziché il bracciale grande perÈ stampato sul bracciale grande per adulti.
adulti.
Numero di lotto
Bracciale grande per adulti

Indicatore di scelta del bracciale adeguato

Bracciale per adulti

Indicatore di scelta del bracciale adegu
Italiano 11

Utilizzo del Monitor
Applicazione del bracciale

1. Avvolgere il bracciale intorno al
braccio superiore, a circa 1 - 2
cm sopra la piega del gomito,
come indicato nella figura a lato.
Applicare il bracciale
direttamente a contatto con lapelle, in quanto i vestiti possono
causare errori nella misura.

Arrotolare la manica evitando di
stringere troppe il braccio
Bracciale
1-2 cmSimbolo di indicazione
posizione arteria brachiale

2. La compressione al braccio
causata da un'avvolgimento
troppo stretto della manica dellacamicia, può causare una misura
errata.

Avvolgere il bracciale
saldamente
Tubo prolungaè
3. Verificare che il simbolo
all'interno del range di selezione.
Simboloe gamma adatta adeguata

Consigli per l’esecuzione di misurazioni correttePer garantire la migliore precisione delle rilevazioni suggeriamo di:
Sdersi comodamente su una sedia. Appoggiare il braccio sul tavolo. Non incrociare
le gambe. Tenere i piedi appoggiati al suolo e raddrizzare il dorso.
Prima di procedere alla misurazione rilassarsi per 5 -10 minuti.
Avvolgere il bracciale allo stesso livello del cuore.
Durante la misurazione, mantenersi fermi e tranquilli.
Non effettuare la misurazione subito dopo aver eseguito esercizi fisico o aver fatto ilbagno. In tali casi, riposare per venti-trenta minuti prima di procedere alla misurazione.
Si consiglia di misurare la pressione arteriosa tutti i giorni alla stessa ora

Durante la misura

Durante la misurazione, è normale sentire il bracciale a pressione stringere
fortemente (Non preoccuparsi).

Dopo la misura

Dopo la misurazione, premere il pulsante di START per spegnere il dispositivo.
Dopo un minuto di inattività, il dispositivo si spegnerà automaticamente.
Rimuovere il bracciale e registrare i vostri dati.

Italiano 12

Misurazione della pressione
Prima di eseguire la misurazione, consultare “Note per una misurazione corretta” apagina 14.
Al livello del cuore

Misurazione standard

1. Applicare il bracciale preferibilmente sul braccio sinistro allo
stesso livello del cuore. Durante la misurazione rimanere
quanto più possibile fermi e rilassati.
2. Premere il pulsante START .
Per un attimo verranno visualizzati tutti i segmenti
sul display e in un secondo tempo, comemostrato nella figura a lato, verrà visualizzato lo 0
(zero) lampeggiante per alcuni istanti.
Successivamente il bracciale inizierà a gonfiarsi(è normale sentire stringere decisamente) e unindicatore dinamico a barre sarà visualizzato
nell'area a sinistra del display, mostrandol’incremento della pressione di gonfiaggio.

Visualizzazione zero

3. Una volta completata la fase di pressurizzazione lo
sgonfiamento sarà automatico ed il simbolo(simbolo del cuore) inizierà a lampeggiare,
indicando che la misurazione è in corso. Una volta
rilevate le pulsazioni, il simbolo del cuore
lampeggerà in sincronia con il battito cardiaco.
Nota: Nel caso in cui non si ottenga una pressione digonfiaggio adeguata, il misuratore inizieràautomaticamente a rigonfiare il bracciale. Per
evitare il rigonfiaggio, consultare “Misurazione
con impostazione della pressione digonfiaggio desiderata” alla pagina successiva.

5. Premere il pulsante START per spegnere il
dispositivo. Dopo un minuto di inattività, il
dispositivo si spegnerà automaticamente.
Nota: E’ consigliabile lasciar passare almeno 3
minuti prima di effettuare una nuova misura
sulla stessa persona.
Italiano 13

START

Tutte le parti deldisplay vengono
visualizzate

Nota: Nel caso in cui, in qualsiasi momento, si
desideri sospendere la misurazione,
premere nuovamente il pulsante START .

4. Una volta completata la misurazione, saranno
visualizzati i valori relativi alla pressione
sistolica, diastolica e alla frequenza cardiaca. Il
bracciale espellerà l’aria residua e si sgonfieràcompletamente.

PremereInizio della fasedi gonfiamento

Pressurizzazione

Misurazione
in corso
Pressione sistolica
Pressione diastolica
Frequenza cardiaca

Espulsione automatica
dell’aria residua nel braccialeMisurazione della pressione
Misurazione con impostazione della pressione di gonfiaggio desiderata

Il modello UA-767NFC è stato progettato per
rilevare in modo completamente automatico la
A livello del cuorepressione e la frequenza cardiaca. Utilizzare
questo metodo quando si verifica
Premere e tenere premuto
ripetutamente il rigonfiaggio del bracciale oil pulsante START
quando i risultati non vengono visualizzati
nonostante la pressione scenda ad un valore
Alla visualizzazione
uguale o inferiore a 20 mmHg.
della pressione digonfiaggio richiesta,
Se la memoria è impostata a 0:rilasciare il pulsante
1. Applicare il bracciale preferibilmente sul braccio
sinistro allo stesso livello del cuore.
Per quanto riguarda la procedura di
2. Premere e tenere premuto il pulsanterilevazione della pressione, fare
START finché sarà visualizzato un numero
riferimento alla pagina precedente
tra 30 e 40 mmHg superiore a quello dellapressione sistolica prevista.
3. Dopo aver raggiunto il valore desiderato, rilasciare
il pulsante START , la misurazione inizierà.
Proseguire quindi con la misurazione dellapressione sanguigna come descritto alla pagina
precedente.

Se la memoria è impostata a 100:
1. Applicare il bracciale preferibilmente sul braccio
sinistro allo stesso livello del cuore.
2. Premere il pulsante START .
Per un attimo verranno visualizzati tutti isegmenti sul display e in un secondo tempo,
come mostrato nella figura a lato, verrà
visualizzato lo 0 (zero) lampeggiante per
alcuni istanti.
3. Premere e tenere premuto il pulsante
START finché sarà visualizzato un
numero tra 30 e 40 mmHg superiore aquello della pressione sistolica
prevista.
4. Dopo aver raggiunto il valore desiderato,rilasciare il pulsante START , lamisurazione inizierà. Proseguire quindi
con la misurazione della pressione
sanguigna come descritto alla pagina
precedente.
Italiano 14

A livello del cuore
PremereTutte le parti deldisplay vengono
visualizzate

Visualizzazione

Premere e tenere premuto il
pulsante START
Alla visualizzazionedella pressione digonfiaggio richiesta,
rilasciare il pulsantePer quanto riguarda la procedura di
rilevazione della pressione, fareriferimento alla pagina precedente

Note per una misurazione corretta
Sedersi in una posizione comoda. Appoggiare il braccio su un tavolo con il palmodella mano rivolto verso l’alto e con il bracciale alla stessa altezza del cuore.
Rilassarsi per circa 5 - 10 minuti prima di effettuare una misurazione. Se si èagitati o emozionati, la misurazione rifletterà questa situazione, con un valoredecisamente più alto (o più basso) della pressione arteriosa normale. Anche lafrequenza cardiaca sarà solitamente più alta del normale.
La pressione arteriosa di un soggetto varia costantemente, secondo l’attività fisica
ed emozionale, l’assunzione di cibi e la luce. Anche l’assunzione di bevande
alcoliche può avere un effetto sull’andamento dei valori di pressione arteriosa.
Questo apparecchio si basa sul principio di misura oscillometrico, quindi in gradodi valutare e analizzare i parametri delle pulsazioni cardiache. Se i battiti sono
molto deboli o irregolari, l’apparecchio potrebbe avere difficoltà a determinare lapressione arteriosa.
Se l'apparecchio rileva una circostanza anormale, arresterà la misurazione e
visualizzerà un simbolo di errore. (Vedere pagina 5 per la descrizione dei simboli).
Questo apparecchio deve essere gestito solo da persone adulte. Consultare il
proprio medico prima di utilizzare lo strumento su un bambino. In ogni caso,
l’utilizzo su bambini deve avvenire sempre sotto la stretta sorveglianza di persone
adulte.

Italiano 15

Funzione Near Field Communication (NFC)
Per trasmettere dati da o verso il dispositivo è necessario disporre di apparecchi
abilitati alla comunicazione che siano conformi alle specifiche del vostro dispositivo.
Esempi di apparecchi conformi
Telefoni cellulari abilitati all'NFC
Personal computer con lettore/scrittore NFC
Punti di accesso

Visualizzazione dei dati memorizzati

Se la memoria è impostata a 100 è possibile visualizzare i dati memorizzati.

Quando sul display è visualizzato l'orologio, premere e temere premuto il
pulsante START .
La pressione sistolica, la pressione diastolica e la frequenza cardiaca vengono
visualizzate assieme al rispettivo numero progressivo con cui sono state
memorizzate. Sul display si alternano ogni 1,5 secondi le indicazioni del numero
progressivo, della data e dell'ora.
Premere il pulsantepremere il pulsanteper andare avanti con i numeri progressivi uno ad uno;
per tornare indietro con i numeri progressivi uno ad uno.

Premere il pulsante START per tornare alla modalità di visualizzazionedell'orologio. Dopo un minuto di inattività il dispositivo tornerà alla modalità divisualizzazione dell'orologio.
1,5 secondi

Visualizzazionedell'orologio Premere
e tenerepremuto1,5 secondi

1,5 secondi

START

Numero progressivo

Data

Ora

Premere per andare avanti con i numeri
progressivi uno ad uno.
Premere per tornare indietro con i numeri
progressivi uno ad uno.
START

Premere per tornare alla modalità divisualizzazione dell'orologio.

Nota: Non è possibile visualizzare i dati memorizzati se la memoria è impostata a 0.
Italiano 16

Cambio dell'impostazione della memoria

Quando sul display è visualizzato l'orologio, mantenere il simbolo di comunicazionedell'apparecchio abilitato all'NFC vicino all'area di comunicazione del dispositivo ( )”. L'impostazione della memoria è statafino a quando non compare la scritta “
cambiata.
Avvio della
comunicazione

Visualizzazionedell'orologio
Avvio della
comunicazione

Trasmissione
dei dati

Inizio della
trasmissione

Lampeggia il
numero 100.

Fine della trasmissione(L'impostazione della memoria èstata cambiata a 100.)

Trasmissione
dei dati
Lampeggia il
numero 0.

Visualizzazionedell'orologio

Inizio della
trasmissione

Fine della trasmissione(L'impostazione della memoria èstata cambiata a 0.)

Nota: Quando si cambia l'impostazione della memoria da 100 a 0 vengono cancellati
tutti i dati memorizzati eventualmente presenti.

Italiano 17

Trasmissione dei dati memorizzati

Quando sul display è visualizzato l'orologio, mantenere il simbolo di comunicazionedell'apparecchio abilitato all'NFC vicino all'area di comunicazione del dispositivo ( )”. La trasmissione dei dati memorizzati èfino a quando non compare la scritta “stata effettuata. Se l'ora indicata dall'orologio del dispositivo non è quella esatta, verrà
aggiornata simultaneamente.
Numero progressivo in memoria
Avvio della
comunicazione

Trasmissione
dei dati

Aggiornamento dell'ora
Avvio della
comunicazione

Visualizzazione dell'orologio

Trasmissione
dei dati

Inizio della
trasmissione

Fine della
trasmissione

Visualizzazion
e dell'orologio

Trasmissione dei dati delle misurazioni

Una volta terminata la misurazione, quando sul display del dispositivo sonovisualizzati i risultati, mantenere il simbolo di comunicazione dell'apparecchio abilitato
all'NFC vicino all'area di comunicazione del dispositivo ( ) fino a quando non”. La trasmissione dei dati è stata effettuata. Se l'ora indicata
compare la scritta “
dall'orologio del dispositivo non è quella esatta, verrà aggiornata simultaneamente.
Avvio della
comunicazione

Trasmissione
dei dati

Visualizzazione dei dati delle Inizio della
Fine della
Visualizzazione
misurazioni
trasmissione
trasmissionedell'orologio
Nota: La visualizzazione dei risultati scomparirà automaticamente dopo un minuto.
Per trasmettere i dati della misurazione avviare la comunicazione entro un
minuto dal termine della misurazione.

Attenzione a come si utilizza la funzione NFC

Il modello UA-767NFC è dotato di un modulo di interfaccia wireless NFC Forum
Type 3 Tag integrato. Quando il dispositivo viene utilizzato nelle vicinanze diapparecchi abilitati alla comunicazione wireless che utilizzano la stessa frequenza(13,56 MHz) o che utilizzano le proprie frequenze armoniche, sono possibili
eventuali interferenze elettromagnetiche. In questo caso è necessario spegnere gli
apparecchi non in uso, oppure posizionare il dispositivo ad almeno 1 metro didistanza dagli altri apparecchi.
Italiano 18

Cos’è un battito cardiaco irregolare
Il Misuratore Elettronico UA-767NFC è in grado di rilevare i valori della pressione
arteriosa e delle pulsazioni anche se si verificano dei battiti cardiaci irregolari. Un
battito cardiaco irregolare viene definito come un battito del polso che varia di più omeno il 25% rispetto alla media di tutti i battiti cardiaci rilevati durante la misurazionedella pressione arteriosa. Lo strumento visualizza al termine della misura, quando.
sono stati rilevati questi parametri di variabilità cardiaca, il simbolo
Raccomandiamo di contattare il proprio medico se, al termine delle misurazioni,.
viene indicato frequentemente il simbolo
Nota: è sempre importante rilassarsi, rimanere fermi e non parlare durante lemisurazioni, per creare le condizioni ideali per valutazione della pressione.

Indicatore dinamico della pressione
Lo strumento è provvisto di un indicatore dinamico a barre che controlla il
progresso della pressione durante la fase di misurazione. L’indicatore è visibile
nella parte sinistra del display e, si incrementa e diminuisce progressivamentedurante il gonfiaggio del bracciale e durante la misura della pressione.
Depressurizzazione
Pressurizzazione

Gonfiamento in corso

Gonfiamento

Misurazione in corso

Parlando di Pressione Arteriosa
Cosa si intende per Pressione Arteriosa?

La pressione arteriosa è la forza esercitata dal sangue contro le pareti delle arterie. La
pressione sistolica (massima) si verifica nel momento in cui il cuore si contrae espinge il sangue nelle arterie. La pressione diastolica (minima) si verifica quando il
cuore si dilata, ricevendo il sangue all’interno del ventricolo sinistro, e si prepara a una
nuova contrazione. La pressione arteriosa è misurata in millimetri di mercurio (mmHg).

Cosa si intende per Ipertensione Arteriosa?

Secondo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, si può parlare diipertensione arteriosa quando si hanno valori di pressione sistolica e diastolica
persistentemente elevati oltre il limite di 140 / 90 mmHg. E’ importante però non fareriferimento esclusivamente ad una singola misura, ma è necessario considerare
anche il valore di più rilevazioni in un periodo di tempo stabilito dal medico ed anche lefluttuazioni della pressione stessa. Recenti studi a lungo termine hanno dimostrato
che i limiti da considerare per la pressione domiciliare automisurata, sono infatti meno
elevati e si attestano su valori di 135 mmHg per la pressione sistolica e 85 mmHg perla pressione diastolica.
Italiano 19

Parlando di Pressione Arteriosa
E come si controlla??

E’ possibile tenere sotto controllo l’ipertensione arteriosa variando il proprio stile divita e alimentare, evitando il più possibile situazioni di stress, oppure con
opportuni trattamenti farmacologici secondo prescrizione medica. Per prevenire
l'ipertensione arteriosa o per tenerla sotto controllo, le linee guida dell’ O.M.S.
consigliano di:Non fumare
Eseguire esercizi a cadenza regolare
Ridurre l’uso di sale e moderare
Sottoporsi a check-up regolari
Mantenere il proprio peso a livelli ottimalil’assunzione di grassi animali

Perché è importante l’automisurazione al proprio domicilio?

La pressione che il medico misura mediante lo sfigmomanometro tradizionale è quasi
sempre caratterizzata da un rialzo generato dall’emozione che colpisce il paziente al
momento della visita medica, rialzo la cui entità e durata sono variabili da soggetto asoggetto. Questo fattore è comunemente conosciuto come ”ipertensione da camicebianco” o più opportunamente come “ipertensione clinica isolata” e si manifesta a
causa degli stati di ansia generati dalla presenza del medico o della struttura sanitaria.
Un vantaggio della misurazione domiciliare è che in genere è esente da questo
fenomeno. Un altro vantaggio dell’automisurazione è che permette di ottenere piùvalori nell’arco di diversi giorni o settimane, con una stima precisa delle variazioni dellapressione. La misurazione domiciliare inoltre può fornire utili informazioni nella
valutazione del trattamento antiipertensivo. In questo caso la pressione domiciliare può
rivelarsi un metodo molto efficace, perché il suo impiego coinvolge attivamente ilpaziente con effetti potenzialmente positivi sull’aderenza alla terapia.

Classificazione della pressione secondo le linee guida “O.M.S.”
Gli standard per la valutazione della pressione
arteriosa, indipendentemente dall’età, sono stati
stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità(O.M.S.), come mostrato nella tabella a fianco.
Normalmente, la pressione arteriosa aumenta
durante l’attività quotidiana e il lavoro e, tende adiminuire durante il sonno. Le linee guida inoltre
consigliano di effettuare quotidianamente lemisurazioni possibilmente sempre alla stessa ora.
L’esecuzione di molte rilevazioni permette diottenere un quadro della propria pressione
arteriosa più completo. E’ sempre meglio annotare
la data e l’ora della registrazione della pressione
arteriosa al fine di favorire una miglior diagnosi daparte del proprio medico curante.
Raccomandiamo di consultare sempre il proprio
medico al fine di interpretare correttamente i dati
relativi alla pressione.
Italiano 20

Localizzazione guasti
ProblemaSul display, nonviene visualizzato
nessun messaggio,
anche dopo
l’accensione

Causa probabile
Le batterie sono scariche

Misura correttiva
Sostituire le batterie usate con
batterie nuove
Posizionare le batterie in modo
tale che i poli positivo e negativo
coincidano con quelli indicati nel
vano batterie

Le batterie sono state
inserite non correttamente.
I poli delle batterie sono
posizionati in modo errato
Il voltaggio delle batterie è
troppo basso. il simbolo(BATTERIE SCARICHE)Il bracciale non si
Sostituire le batterie usate con
lampeggia. In caso digonfia.
batterie nuove
batterie completamente
scariche, il simbolo non saràvisualizzato.
Il bracciale non è avvolto in Avvolgere il bracciale in modo
modo adeguato
adeguato
Durante la fase di
Durante la fase di misurazione,
misurazione, avete mosso ilrimanere fermi e rilassati
braccio o il corpo
Il dispositivo nonSedere comodamente e rimanere
esegue lafermi e rilassati. Appoggiare il
misurazione.
La posizione del bracciale braccio su un tavolo con il palmo
I valori ottenuti sono non è correttadella mano rivolto verso l’alto e con
eccessivamente alti
il bracciale alla stessa altezza delo bassi.
cuore.
Nel caso in cui il battito cardiaco
sia molto debole o irregolare, il
dispositivo potrebbe trovaredifficoltà nel determinare lapressione arteriosa
Far riferimento al capitolo
Il valore al domicilio è“Perché è importante
diverso da quello misurato inl’automisurazione dellaclinica o presso lo studiopressione arteriosa al proprio
medicoVaridomicilio?”
Rimuovere le batterie.
Posizionarle correttamente e
eseguire nuovamente la
misurazione

Nota: Nel caso in cui le azioni sopra riportate non risolvano il problema, contattare il
rivenditore. Non tentare di aprire o riparare questo prodotto autonomamente,perché si rischia di invalidare la garanzia.

Italiano 21

Manutenzione
Non aprire il dispositivo che include componenti elettrici delicati ed un sofisticato
impianto ad aria che potrebbero danneggiarsi. Nel caso in cui non si riesce arisolvere il problema anche dopo aver eseguito quanto riportato nelle istruzioni dicui al capitolo “Localizzazione guasti”, contattare il centro di assistenza più vicino,
oppure rivolgersi al rivenditore o al punto vendita dal quale ha acquistato il
misuratore. Il dispositivo è stato concepito e fabbricato per una lunga durata diservizio. Tuttavia si raccomanda di controllare lo strumento ogni 2 anni, pergarantire funzionamento e precisione attendibili.

Dati tecnici
Tipo

UA-767NFC

Metodo di misurazione

Oscillometrico

Range di misurazione

Pressione: 0 - 280 mmHg
Pulsazioni: 40 - 180 battiti/minuto

Precisione

Pressione: ±3 mmHg
Pulsazioni: ±5%

Alimentazione

4 batterie da 1,5V (R6P, LR6 o AA) o
Alimentatore a rete elettrica TB-233 (non incluso)

Numero di misurazioni

In caso di utilizzo di batterie AA manganese,circa 450 misurazioni, con un valore dipressione di 180 mmHg a una temperatura
ambiente di 23°C

Classificazione

Dispositivo medico elettronico ad alimentazione
interna (alimentazione con batterie) /Class II (alimentazione con alimentatore a rete)
Modalità di funzionamento continuo

Test clinici

In conformità ad ANSI / AAMI SP-10 1992

EMC

IEC 60601-1-2: 2007

Memoria dati

0 o 100 misurazioni (Solo per i dispositivi che lariscrittura dei dati memorizzati è abilitata.)

Condizioni d’esercizioda +10°C a +40°C/ da RH 15% a RH 85%/
da 800 hPa a 1060 hPa

Condizioni di trasporto/conservazione

da -10°C a + 60°C /da RH 15% a RH 95%

Dimensioni

Circa 147 [L] x 64 [A] x 110 [P] mm

Peso

Circa 300 g, batterie escluse

Protezione contro

Dispositivo: IP21

Parte applicata

Bracciale Tipo BF
Italiano 22

Vita utile

Dispositivo: 5 anni (se utilizzato sei volte al giorno)
Bracciale :2 anni (se utilizzato sei volte al giorno)

Comunicazione wireless

Modulo di interfaccia wireless NFC

Alimentatore opzionale

L'alimentatore ha lo scopo di collegare il monitor dellapressione sanguigna a una fonte di alimentazione inambiente domiciliare

TB-233Per l’acquisto, contattare il punto vendita autorizzato
A&D.
L'alimentatore a rete elettrica deve essere
ispezionato o sostituito periodicamente

TB-233C

Ingresso: 100-240V
Uscita: 6V
500mA

TB-233BF

Ingresso: 240V
Uscita: 6V
500mA

Accessori venduti separatamente
Bracciale

Numero di catalogo
CUF-F-LA
CUF-F-A

139°C

2A

139°C

2A

Dimensione delDimensione delbracciale
braccio
Bracciale grande
31 cm a 45 cm
per adulti
Bracciale per adulti 22 cm a 32 cm

Arm size: The circumference at the biceps.
Alimentatore a reteelettrica

Numero di catalogo

Spina

TB-233C
TB-233BF

Tipo C
Tipo BF

Nota: Le specifiche sono soggette a variazione, senza alcun preavviso.

Italiano 23

1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY United Kingdo
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409