ダイオード励起 CRYSTALASER ®
· コンパクト· CW & パルス· ターンキーシステム· 紫外、可視、赤外· 高信頼性· 高安定性· 高効率· TEMoo & SLM· 低ノイズ· 低コスト

THE CLEA R SOLUTION

超コンパクトダイオード励起クリスタルレーザー・メーカー
CrystaLaser社は1995年に設立された、超コンパクト・ダイオード励起固体（DPSS）レーザーシステムのリーディングメーカーです。米国ネバダ州リノのテクノロジーセンターを拠点に、パルス及び連続波（CW）DPSSレーザーの設計と製造を行っています。同社のラインナップは、紫外、可視域から近赤外までの広い波長をカバーし、世界中の科学者・エンジニア・装置製造メーカーが使用しています。

草分け的な技術革新

CrystaLaser社のダイオード励起クリスタル（Nd:YAG, Nd:YVO4, Nd:YLF,Yb:YAG）
レーザーは、独自の結合キャビティー・レーザー技術に基づいて製造されています。
この世界的特許技術により、非常にコンパクトなハウジングで低消費電力でありながら、振幅ノイズが小さく、高出力、シングル縦モード（SLM）、TEM00モードで、青・緑・黄・赤・赤外のレーザー光を発振します。

波長 (nm)シリーズ

262266349351355375405440445447473488523527532542555
561
593638643
655657658660
671
690
785
808
830
852869
914
946
980
1030
1047
1053
1064
1080
112213131319
1320
1342
14441550

CrystaLaser社では、CW・擬似CW・Qスイッチパルスレーザーを製造しています。紫外・青・緑・黄・赤・赤外の広い波長域と、1 mW から 8 W以上までの幅広い出力パワーをカバーしています。下表に示す多彩な波長ラインナップに加え、ご要求に合わせてよりハイパワーなシステ
ムや、カスタム製品の製造も承ります。

CLxxx-xxx (CW)Crystal Series•

DLxxx-xxx (CW)
Direct Series
QLxxx-xxx (QS)
Q-Switched Series

••••

•

TLxxx-xxx (CW)
Tahoe Series
RLxxx-xxx (QS)
Rubicon Series••••• •• • • • •••••••••••••••••• •••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••

Crystal シリーズ： CrystaLaser社の標準 小型DPSSレーザーです。このCWレーザーは約15年にわたり産業・研究両用途で高い信頼性を証明してきました。CrystaLaser社の特許技術を用いて、世界で最も高効率なDPSSレーザーに仕上げています。

Direct シリーズ： フットプリントが非常に小さい、最も信頼性に優れた固体レーザーです。多彩な波長ラインナップで、研究室用途からOEMまで幅広いアプリケーションに適しています。新しいOEMオプションでは、レーザーヘッドにコントロールエレクトロニクスを内蔵し、さらなる小型化に成功しています。
Q-switched シリーズ： コンパクトで高性能なアクティブQスイッチ・パルスレーザーです。ブレークスルーの高い技術で、消費電力を最小化しながら性能を最適化しました。繰返し周波数とパルス幅は、いずれもご用途に応じて変えられます。
Tahoe シリーズ： フローサイトメトリ用に新たに開発されたCWレーザーシリーズです。要求の厳しいこの臨床的アプリケーションにおいて、比類のない高い性能を発揮します。

Rubicon シリーズ： ラマン分光やライダーに最適化された新しい Qスイッチ狭線幅レーザーです。小型・軽量で、フィールド使用や小スペースの実験室用途で有用です。

Cover LIDAR photo courtesy of Craig J. Heinselman, Ph.D. SRI International

T H E C L E AR S OLUTIO N

DIRECT シリーズ
小型＆高安定性 固体レーザー
特長:

波長 375〜1550 nm, 最大出力パワー 1W
低ノイズ, SLM • 高いポインティング安定性とパワー安定性 • 超小型 OEM パッケージ
高速変調 200 MHz まで
フリースペース／ファイバ出力

主な用途:

ホログラフィ • フローサイトメトリ • 蛍光顕微鏡・コンフォーカル顕微鏡 • ラマン分光

CW 紫外 - 青色レーザー

波長 (+/- 5 nm)
レーザーバージョン
375 nm 出力パワー (mW)
405 nm 出力パワー (mW)
445 nm 出力パワー (mW)
ビーム径 (1/e2)
ビーム拡がり全角
横モード
出力ノイズ, RMS
縦モード
線幅
コヒーレンス長パワー安定性, RMS
ビームポインティング安定性
偏光

CW 青色レーザー

波長 (+/- 5 nm)
レーザーバージョン
473 nm 出力パワー (mW)
488 nm 出力パワー (mW)
ビーム径 (1/e2)
ビーム拡がり全角
横モード
出力ノイズ, RMS
縦モード
線幅
コヒーレンス長パワー安定性, RMS
ビームポインティング安定性
偏光

CW 赤色＆赤外レーザー

波長 (+/- 3 nm)
低ノイズバージョン, 最大出力 (mW)
SLM バージョン, 最大出力 (mW)
横モード
ビーム径 (1/e2)
ビーム拡がり全角
出力ノイズ, RMS
線幅
コヒーレンス長パワー安定性, RMS
ビームポインティング安定性
偏光375 nm, 405 nm, 445 nm
SLM バージョン
マルチモードバージョン
低ノイズバージョン
15, 10, 530
16, 10, 540, 30, 20, 10
1000, 300
100, 50, 25, 1030, 20, 10
1000, 400
40, 30, 10
1.2 mm
1.2:2.5 mm
1.2 mm
0.6 mrad0.7:1.2 mrad
0.6 mrad円, M2 〜1.2
マルチモード, M2 < 3円, M2 < 1.2< 1% (10 Hz - 50 MHz)< 0.5% (10 Hz - 50 MHz)
< 1% (10 Hz - 50 MHz)
シングルモード
マルチモードマルチモード< 10-5 nm
0.8 nm
1 nm, nominal> 50 m
--1% (8時間以上)； Ultra-stable オプション使用時 0.5% or 0.25% (24時間以上)< 0.02 mrad (温度一定)
直線偏光； 偏光比 100 : 1, 縦
473 nm, 488 nm
ベーシックバージョン (Crystal シリーズ )低ノイズバージョン
SLM バージョン
150, 100, 75, 50, 25, 1015, 10, 510, 5-20, 15, 10, 510, 50.7 mm
1.2 mm
1.2 mm1 mrad
0.7 mrad0.7 mrad
TEMoo, M2 〜1.2円, M2 〜1.2円, M2 〜1.2< 1% (10 Hz - 50 MHz)
< 1% (10 Hz - 50 MHz)
2% (0 - 10 kHz), 〜30% at 300 kHz
シングルモード--< 10-5 nm
0.8 nm
1 nm, nominal> 100 m--< 2% (8時間以上)； Ultra-stable オプション使用時 0.5% or 0.25% (24時間以上)< 0.02 mrad (温度一定)
直線偏光； 偏光比 100 : 1, 縦； > 300 : 1 オプション
638642655
658
690
785808
830
852
914
980
30
10070
10050120120
100120200
500
25305030120120120
100100円, M2 〜1.2
1 mm, nominal
1 mrad, nominal< 0.5% (10 Hz - 20 MHz)SLM バージョン：< 10-4 nm； 低ノイズバージョン：1 nmSLM バージョン：> 5 nm； > 100 m オプション； 低ノイズバージョン：規定無し< 2% (8時間以上)； Ultra-stable オプション使用時 0.5% or 0.25% (24時間以上)< 0.01 mrad (温度一定)
直線偏光； 偏光比 100 : 1, > 300 : 1 オプション

1550
500
80

THE CLE AR SO LU TIO N

CRYSTAL シリーズ
DPSS CW レーザー
特長:

波長 473〜1064nm, 最大出力パワー 3W • 低ノイズ, SLM
空冷 • 高安定性 • TTL 変調 • フリースペース／ファイバ出力

主な用途:

ラマン分光 • ライダー • 蛍光 • コンフォーカル顕微鏡 • シードレーザー
干渉実験 • 神経科学 • 光ピンセット • フローサイトメトリ

CW DPSS 緑色レーザー

波長レーザーバージョン
出力パワー (mW)
出力ノイズ, RMS
縦モード
線幅
コヒーレンス長
横モード
ビーム径 (1/e2)
ビーム拡がり全角
パワー安定性, RMSビームポインティング安定性
偏光

CW DPSS 緑色レーザー

波長レーザーバージョン
出力パワー (mW)
出力ノイズ, RMS
縦モード
線幅
コヒーレンス長
横モード
ビーム径 (1/e2)
ビーム拡がり全角
パワー安定性, RMS
ビームポインティング安定性
偏光

T H E C L E AR S OLUTIO N

532 nmベーシックバージョン
SLMバージョン
低ノイズバージョン
1W, 500, 200, 100, 50, 25, 10, 5300, 200, 100, 50, 25, 10500, 300, 200, 100, 50, 25
2% (0 - 10 Hz), ~20% at 300 kHz< 0.5% (10 Hz - 20 MHz)< 0.5% (10 Hz - 20 MHz)
-シングルモード-0.2 nm< 10-5 nm
0.2 nm--> 300 m
TEMoo, M2 < 1.10.4 mm for 1-200 mW, 0.2 mm for > 210 mW (2X-10X レーザービームエクスパンダオプション有)2 mrad for 1-200 mW, 4 mrad for > 210 mW (ビームエクスパンダ使用で低減可能)< 2% 8時間以上; Ultra-stable オプション使用時: 0.5% or 0.25% 24時間以上< 0.02 mrad（温度一定）
直線偏光; 偏光比 50:1, 斜め 45°; 100:1 or >300:1 オプション有
532 nm, 527 nm, 542 nm
SLMバージョン
ベーシックバージョン
10, 5
400, 200, 100, 10, 5; 542nm のみ: 75, 50, 25, 10< 0.5% (10 Hz - 20 MHz)
2% (0 - 10 Hz), > 10% at 300 kHz
シングルモード-< 10-5 nm
0.2 nm-> 300 m
TEMoo, M2 < 1.10.2 mm
4 mrad (ビームエクスパンダ使用で低減可能)< 2% 8時間以上; Ultra-stable オプション使用時: 0.5% or 0.25% 24時間以上< 0.02 mrad（温度一定）
直線偏光; 偏光比 50:1, 100:1 or >300:1 オプション有CW DPSS 黄色 - 橙色レーザー

593 nm561 nm, 555 nm
50, 25, 10, 5200, 150, 100, 50, 25, 10, 5
TEMoo, M2 < 1.1
0.7 mm (2X, 3X, 5X レーザービームエクスパンダオプション有)1.1 mrad (ビームエクスパンダで低減可能)
2% (10 Hz ‒ 10 kHz), ~20% (100 kHz ‒ 1 MHz)
< 2% 8時間以上; Ultra-stable オプション使用時: 0.5% or 0.25% 24時間以上< 0.02 mrad（温度一定）
直線偏光; 偏光比 50:1; > 100:1 オプション有波長
出力パワー (mW) *横モード
ビーム径 (1/e2)
ビーム拡がり全角
出力ノイズ, RMS
パワー安定性, RMS
ビームポインティング安定性
偏光*SLM及び低ノイズバージョンについてはお問い合わせください。

CW DPSS 赤色レーザー

波長レーザーバージョン
671 nm 出力パワー (mW)
671 nm 660 nm 出力パワー (mW)
縦モード
線幅出力ノイズ, RMS
コヒーレンス長横モード
ビーム径 (1/e2)
ビーム拡がり全角
パワー安定性, RMS
ビームポインティング安定性
偏光

CW DPSS 赤外レーザー

657 nm, 660 nm, 671 nm
ベーシックバージョン
SLM バージョン
300, 200, 150, 100, 50
200, 150, 100, 50, 25
300, 200, 150, 100, 50--シングルモード< 0.15 nm, nominal< 10-5 nm
2% (10 Hz - 10 kHz), >20% (100 kHz - 1 MHz)< 0.5% (10 Hz - 20 MHz)-> 300 m
TEMoo, M2 < 1.10.2 mm (2X, 3X, 5X, 10X レーザービームエクスパンダオプション有)4 mrad (ビームエクスパンダで低減可能)< 2% 8時間以上; Ultra-stable オプション使用時: 0.5% or 0.25% 24時間以上< 0.02 mrad（温度一定）
直線偏光; 偏光比 50:1; > 100:1 オプション有波長
ベーシックバージョン最大出力パワー (mW)
SLM バージョン最大出力パワー (mW)
選択可能出力パワー
ビーム径 (1/e2)
ビーム拡がり全角
横モード
出力ノイズ, RMS
線幅
コヒーレンス長パワー安定性, RMS
ビームポインティング安定性
偏光

1064
1047
1053
946
1030
1080
1122
1313
4W
3W
3W
500
300
500
1W
1W
1W
300
300
150
255050150
4W, 3W, 2W, 1.5W, 1W, 500mW, 300mW, 100mW, 50mW, 25mW
0.3 ‒ 0.5 mm, 出力パワーと波長による
3 - 5 mrad, 出力パワーと波長による
TEMoo, M2 < 1.1<0.5% (10 Hz ‒ 20 MHz)
<10-5 nm (SLM バージョン); 0.3nm (低ノイズバージョン)>300 m (SLM バージョン); 低ノイズバージョン: 規定無し
< 2% 8時間以上; Ultra-stable オプション: 0.5% or 0.25% 24時間以上< 0.02 mrad（温度一定）
直線偏光; 偏光比 100:1; > 300:1 オプション有

1319
1W
150

1342
1W
300

CW レーザー 機械的・電気的・環境仕様
レーザーヘッド寸法＆重量

電源寸法＆重量
動作温度
ウォームアップ時間
駆動電圧
消費電力

Type 1: LxWxH, 12x3x3 cm3, 6 mm 厚 固定ベースプレート込, 0.3 kg (ほとんどの CW レーザーシステム)
Type 2: LxWxH, 18.5x5x3.6 cm3, 0.4 kg
Type 3: LxWxH, 18.5x7x3.6 cm3, 0.5 kg
Type 4: LxWxH 13.5x3x3.6 cm3
DxWxH, AC: 14x15x5 cm3 (5”x6”x2”), 0.6 kg (1.4 lb); DC: 12.7x8.5x3.5 cm3 (5”x3.3”x1.4”), 0.2 kg (0.5 lb)
5 - 35 ℃
1分未満
90 - 250 VAC, 12 VDC オプション
5 - 25 W, 代表値 12 W

カスタマイズオプション:• デジタル変調• アナログ・パワーコントロール• 高安定性• ビームエクスパンダ• ファイバカップリング• パワー調節・表示機能付き CL2005 電源へのアップグレード• RS-232 シリアルコントロール

モデル CL2005 電源

THE CLE AR SO LU TIO N

Q-SWITCHED シリーズ
DPSS Qスイッチレーザー
特長:

波長 262〜1340nm, 最大出力パワー 4W • 高いビーム品質
低消費電力 • 空冷 ‒ 冷却水やファン不要
超小型＆超軽量 • 繰返し周波数 1〜100 kHz 可変,0 Hz to 200 kHz 外部トリガー

主な用途:

材料プロセス • 半導体検査 • ライダー • フォトルミネセンス
太陽電池素子加工 • 科学研究・ラマン分光

Qスイッチ紫外レーザー

波長
最大平均出力パワー(最適な繰返し周波数設定時) *最大パルスエネルギー* (繰返し1 kHz 時)
選択可能平均出力パワー
パルス幅
繰返し周波数
ビーム拡がり全角
ビーム径 (1/e2)
横モード
縦モード
パワー安定性, RMS
ビームポインティング安定性
偏光

Qスイッチ青色レーザー

波長最大平均出力パワー(最適な繰返し周波数設定時) *パルスエネルギー* (繰返し10 kHz 時)
選択可能平均出力パワー
パルス幅
繰返し周波数
横モード
ビーム径 (1/e2)
ビーム拡がり全角
縦モード
パワー安定性, RMS
ビームポインティング安定性
偏光

Qスイッチ緑色レーザー

波長
最大平均出力パワー(最適な繰返し周波数設定時)
最大パルスエネルギー* (繰返し1 kHz 時)
選択可能平均出力パワー
パルス幅
繰返し周波数ビーム径 (1/e2)
ビーム拡がり全角
横モード
縦モード
パワー安定性, RMS
ビームポインティング安定性
偏光T H E C L E AR S OLUTIO N

355 nm351nm

349 nm262 nm

266 nm

100 mW
100 mW
50 mW
50 mW
100 mW
50 μJ
50 μJ
25 μJ
15 μJ
25 μJ
50 mW, 30 mW, 20 mW, 10 mW, 5 mW
100 mW, 50 mW, 25 mW, 10 mW
代表値 10 - 15 ns, 出力パワーと繰返し周波数により異なる, 5 - 100 ns オプション有1 - 100 kHz 調節可能 , 0 Hz - 400 kHz 外部トリガー
2 - 6 mrad
3 - 4 mrad0.15 x 0.3 mm
0.2 mmTEMoo, M2 < 1.3; 代表値 M2 < 1.1 (349, 351, 355 nm); 楕円ビーム (262, 266 nm)
マルチモード; ロングコヒーレンス長＆狭線幅 オプション有
5% (ウォームアップ後)< 0.02 mrad (一定温度下)
直線偏光; 偏光比 100:1447 nm

440 nm473 nm

50 mW
50 mW
50 mW
5 μJ
5 μJ
5 μJ
50 mW, 25 mW, 10 mW
代表値 15 - 35 ns, 出力パワーと繰返し周波数により異なる, 7 - 100 ns オプション有1 - 100 kHz 調節可能 , 0 Hz - 200 kHz 外部トリガー
TEMoo, M2 < 1.2; 代表値 M2 < 1.10.2 mm
3 - 4 mrad
ロングコヒーレンス長＆狭線幅 オプション有
5% (ウォームアップ後)< 0.02 mrad (一定温度下)
直線偏光; 偏光比 100:1532 nm

527 nm523 nm

555 nm 及び 561 nm 可能

1000 mW
1000 mW
1000 mW
0.35 mJ
0.35 mJ
0.20 mJ
1 W, 500 mW, 200 mW, 100 mW, 50 mW スタンダードバージョン
代表値 10 - 25 ns, 出力パワーと繰返し周波数により異なる, 7 - 100 ns オプション有1 - 100 kHz 調節可能 , 0 Hz - 400 kHz 外部トリガー
0.3 mm3 - 4 mrad
TEMoo, M2 < 1.2; 代表値 M2 < 1.1
ロングコヒーレンス長＆シングルモード オプション有
3% (ウォームアップ後)< 0.02 mrad (一定温度下)
直線偏光; 偏光比 100:1

Qスイッチ赤色レーザー

波長
最大平均出力パワー(最適な繰返し周波数設定時）
パルスエネルギー* (10 kHz 繰返し時)選択可能な平均出力パワー (mW)
パルス幅
繰返し周波数
横モード
ビーム径 (1/e2)
ビーム拡がり全角縦モード
パワー安定性, RMS
ビームポインティング安定性偏光657 nm

660 nm671 nm

200 mW
500 mW
500 mW
20 μJ
50 μJ
50 μJ
500, 200, 100 (より高出力も可能です。詳細はお問い合わせください。)
代表値 20 - 40 ns, 出力パワーと繰返し周波数により異なる, 10 - 100 ns オプション有1 - 100 kHz 調節可能 , 0 Hz - 200 kHz 外部トリガー
TEMoo, M2 < 1.2; 代表値 M2 < 1.1
0.3 mm3 - 4 mrad
ロングコヒーレンス長＆狭線幅 オプション有
3% (ウォームアップ後)< 0.02 mrad (一定温度下)
直線偏光; 偏光比 100:1

Qスイッチ赤外レーザー

波長
最大平均出力パワー
最大パルスエネルギー* (1 kHz 繰返し時)選択可能な平均出力パワー (mW)
パルス幅
繰返し周波数横モード
ビーム径 (1/e2)
ビーム拡がり全角
縦モード
パワー安定性, RMS
ビームポインティング安定性
偏光1064 nm 1053 nm1047 nm
946, 1122, 1313, 1319, 1338, 1342, 1444 nm 可能
2000 mW 2000 mW 2000 mW
0.32 mJ
0.60 mJ
0.60 mJ
2000, 1500, 1000, 500, 200, 100 (より高出力も可能です。詳細はお問い合わせください。)
代表値 15 - 30 ns, 出力パワーと繰返し周波数により異なる, 70 - 100 ns オプション有1 - 100 kHz 調節可能 , 0 Hz - 500 kHz 外部トリガー
TEMoo, M2 < 1.2; 代表値 M2 < 1.1
0.5 mm3 - 4 mrad
ロングコヒーレンス長＆シングルモード オプション有
3% (ウォームアップ後)< 0.02 mrad (一定温度下)
直線偏光; 偏光比 100:1

Notes: レーザー出力パワー及びパルスエネルギーは、ご指定の繰返し周波数に最適化することも可能です。
より高出力パワーのQスイッチレーザーをご希望も際にはご相談ください。

Qスイッチレーザー 機械的・電気的・環境仕様レーザーヘッド寸法＆重量
電源寸法＆重量
動作温度
ウォームアップ時間
駆動電圧
冷却タイミングジッタ

Type 2: L x W x H, 18.5 x 5 x 3.6 cm3, 0.5 kg (ほとんどの Qスイッチレーザー);
Type 3: 18.5 x 7 x 3.6 cm3, 0.6 kg
D x W x H, 20 x 20 x 8 cm3 (7.9” x 7.9” x 2.5”), 1.4 kg (3 lb) 寸法のカスタマイズ可能
5 - 35 ℃
3分未満
90 - 250 VAC; 12 VDC or 24 VDC オプション有; 消費電力 (代表値) 40 W
レーザーヘッド: 伝導冷却型; 電源: 空冷
全Qスイッチレーザーについてタイミングジッタ +/- 3 ns のレーザーパルス出力トリガーが利用可能

Tahoe 及び Rubicon シリーズレーザーの詳細はお問い合わせください。

ご注文案内

CrystaLaser 社モデル名 説明CL532-100-SO

製品カテゴリCL = Crystal シリーズ
DL = Direct シリーズ
QL = Q-Switched シリーズ
TL = Tahoe シリーズ
RL = Rubicon シリーズ
波長532 ‒ 3桁, 単位 nm1064 ‒ 4桁, 単位 nm

ご注文:
電話: 03-5285-0863
FAX: 03-5285-0860
e-mail: lase@japanlaser.jp

レーザー光出力パワー
500 ‒ 3桁, パワー(単位 mW), 500mW
1W5 ‒ 3桁, パワー(単位 W), 1.5W

エクストラ・オプション＆アクセサリ
O = 標準オプション(ファイバ結合など)
X = スペシャル・カスタムオプション
追加オプションやアクセサリがない限りは通常この欄は空白となります。

スタンダード・レーザーオプション
S = 縦モードまたはスペクトルモード シングル
L = 低ノイズバージョン, ベーシックモデルに含まれていない場合のみ
3 = 超ロング・コヒーレンス長
T = 多重横モード

ベーシックシステムにこれら機能が標準装備されている場合、この欄は空白となります。
この欄は標準オプションとベーシックシステムを区別するための項目です。

仕様は全て、予告なく変更される場合がございます。
最新の仕様やより詳細についてはお問い合わせください。
THE CLE AR SO LU TIO N

Qスイッチレーザーヘッド＆電源 寸法図（全て概数）

80200mm
200mm

16536Laser Aperture25254 holes Ø4mm
504010CW レーザヘッド＆電源 寸法図（全て概数）
301203050660252 holes, M34 holes, Ø4.5140mm

1530150mm

4050

11981354 HOLES
Ø3.5436251582030

単位は全て mm

UL Recognized Component andUL Recognized Component Markfor Canada

東 京都新宿区西早稲田2- 14- 1
http://www.japanlaser.co.jp

TH E CLE A R SOLU T I ON

ww w.crys t al as er.com

TE L 03- 5285- 0863
FAX 0 3 -5 2 8 5 -0 8 6 0
mail to: lase@japanlaser.jp