クランプオンパワーロガー PW3365
CLAMP ON POWER LOGGER PW3365

電力計

短絡ゼロで安全作業
世界初の金属非接触電力測定を実現■ ケーブルの上から電圧測定、安全に楽々設置■ ビルやオフィスの電力測定に、省エネ活動の確認に最適■ 520V まで測定可能■ 設置作業も設定ナビでミスなく簡単にできる

グッドデザイン 2014 BEST 100 受賞
グッドデザイン 2014 未来づくりデザイン賞※電圧センサ PW9020 において

※ PW3365 において

2

電圧測定がこんなに安全、簡単にできるなんて
PW3365-10 専用の電圧センサは世界初の金属非接触測定

ケーブルの上から電圧を測定、充電部に金属が触れないから短絡の危険ゼロ、設置も簡単

縦でも横でも自由自在に設置

細いケーブルも、太いケーブルも測定できる

いままで危険だった、測定できなかった場所もケーブルの上から測定できる

充電部が無い場所

端子にカバーがある場所

感電の危険がある場所

ケーブルの上から測定

カバーを外さずに測定

安全な箇所から測定

金属非接触で電圧を測定する仕組み
概略図

原理図 （例）100V 測定時

電極 100V

100V

内部イメージ
PW9020微小電流 = 0

電圧発生器

電圧発生器

電圧センサ PW9020

測定電圧 電圧が釣り合う 発生電圧
電線の断面

電極

PW3365-10

PW9020 の内部には、電極 ( 金属板 ) が内蔵されており、測定ラインと電極の間に電位差があると、微少電流が流れます。
この微少電流を検出し、電流が 0 になるような電圧を発生させることで、測定対象の外径や被覆の影響を受けず正確な測定ができます。

3

挟み部拡大図

IV 電線 : 8 ㎟〜 325 ㎟
CV 電線 : 2 ㎟〜 250 ㎟
仕上がり外形 φ6mm 〜 φ30mm

測定可能径実物大サイズ

電圧センサ PW9020 仕様
測定可能導体種類
測定可能導体径

被覆電線＊ 1（IV,CV 相当）, 金属部
仕上がり外形 φ6mm 〜 φ30mm
IV 電線 : 8 ㎟〜 325 ㎟ / CV 電線 : 2 ㎟〜 250 ㎟測定可能範囲

90V 〜 520V

確度

±1.5% rdg. ±0.2% f.s. (PW3365 との組合せ確度 ) ＊ 2

位相の影響±1.3° 以内（50/60Hz, f.s. 入力にて）(PW3365 との組合せ確度 )対地間最大定格電圧

CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V

コード長

約 3.0m（コード中間に中継ボックス有り）

質量

約 220g

使用温湿度範囲

0℃〜 50℃ , 80% rh 以下（結露しないこと）

保存温湿度範囲-10℃〜 50℃ , 80% rh 以下（結露しないこと）

耐電圧

AC7.06kVrms

適合規格

安全性：EN61010 / EMC：EN61326※コード中間に中継 BOX があります！

被覆電線の表面に汚れ、 水分があると実際の電圧より低い値を表示する可能性があります。 汚れや水分がある
場合は、 乾いた布で拭いてから測定してください。

シールド電線不可
45Hz 〜 66Hz のとき
湿度の影響：PW3365 との組合せ確度（電圧 , 電力 , 位相）に下記加算
確度 ±1% f.s. 以内、位相 ±1° 以内、被覆電線測定時かつ湿度 70% rh 〜 80% rh の時
隣接電線の影響：PW3365 との組合せ確度（電圧 , 電力）に下記加算、±1% f.s. 以内、電位差 400V の隣接電線がクリップ部に接触している状態にて

＊1
＊2

4

設定ナビで

設置
する

グラフィカルな表示で結線手順を分かりやすくご案内
設定ナビを使えば測定までの設置手順を画面で案内するので、簡単に設置作業を行うことができます。
また、もし結線を誤っていても、FAIL 表示でミスをお知らせするので、測定ミスを防ぐことができます。
FAIL 判定の場合、どこに問題があるのかもお知らせします。

設置の流れ（例：三相 3 線 2 電力計法）
STEP1

結線間違いの例（クランプセンサの向き）
誤ったクランプの向きで測定を行ってしまうと電力、力率共に正しい測定ができません。

誤I ベクトルの位相方向が判定エリアの逆を向いている

正しい方向

設定ナビ START / 結線種別を選択

STEP2

本体にコードを接続

STEP3

電圧センサを結線

STEP4

クランプセンサを結線

STEP5

電流レンジを設定

STEP6

結線状態をチェック

電源側

矢印を
負荷側
に向ける
負荷側

正

I ベクトルの位相方向が判定エリアの範囲を向いている

FAIL 判定の時はFAIL にカーソルをあわせて決定を押せば、修正箇所をご案内します。

P( 電力 )0.8kW/DPF( 力率 )0.12P( 電力 )11.4kW/DPF( 力率 )1.00

測定

5

現場で結果を確認する

測定値をグラフで表示、一目で結果を確認できる
測定値を電力管理に便利なグラフに置き換えて表示します。
その瞬間の測定値だけでなく、記録中の測定値を統計的に確認できるので、その場で簡単に確認ができます。

デマンドグラフ表示
太陽光の発電状況調査にもカーソル読み取り時刻、値

デマンド値の推移を表示

P dem+
kW

最大デマンド値、発生時刻
が簡単に確認できる

最大デマンド値

簡単にデマンド値が確認できるから、電力管理に活躍。

カーソル

買電

消費分：P dem+

売電

回生分：P dem-

時間

P demkW

有効電力デマンド値の表示を消費分から回生分に切替えれば、電力の売買状況が棒グラフで一目瞭然に

24 時間分の測定値を 30 分間隔で棒グラフ表示

時系列グラフ表示

時系列折れ線グラフ* デマンド・高調波を除く

測定した全項目から１項目だけを選んでグラフで時系列表示
時系列で電力の変動をグラフ表示するので、機器の動作状況と消費電力の連動性を確認できるカーソルを合わせた位置の最大 / 最小 / 平均値を表示
時系列グラフ表示の中で、最大 / 最小 / 平均の値が確認できる。

変化を逃さず記録
カーソル読み取り値

仮

画面例：電力を選択
最大値
最小値

カーソル / 測定時刻

平均値設定した記録間隔（1 秒〜 60 分まで設定可能）
最大値

最大値

平均値

平均値

最小値

記録

最小値

記録

保存項目を全てにすれば、設定した記録間隔の中での最大 / 最小 / 平均の値を記録していきます

24 時間分の測定値を 5 分間隔でグラフ表示

電気料金表示電気料金表示積算電力量を
電気料金に換算
測定した電力量を電気料金に換算、電力料金の把握に活躍

有効電力量 1kWh× 設定料金
電気料金を算出【左画面例】
1kWh 辺りの電気料金を 12.8 円に設定
有効電力量 30.3245kWh × 設定料金 12.8YEN

電気料金 388.153 円

6

測定結果をPCで保存
分析

パソコンに読み込んで測定値の結果を保存、分析
測定結果をパソコンで管理できます。取り込み方法は、LAN、USB、SD カードから選べます。
取り込み後はフリーのソフトで楽々グラフ化、より詳しく分析を行いたい方にはオプションのSF1001 がおすすめです。

データの保存媒体

保存可能期間インターバル時間

保存可能期間インターバル時間

保存可能期間1秒

15.9 日30 秒

1年

容量：2GB2秒

31.9 日

1分

1年

HIOKI 純正オプション品の SD メモリ
カード 2GB Z4001 をご使用下さい。
それ以外のメディアは動作保証外に
なります。

5秒

79.7 日

2分

1年

10 秒

159 日

5分

1年

15 秒

242 日

10 分以上1年

SD メモリカード

SD 差込口にはカバー付き

PC への取込みインターフェース【上記保存条件】
測定対象：3P3W2M
保存メディア：SD メモリカード 2GB Z4001
保存項目：すべて（平均値・最大値・最小値の保存）
画面コピー保存 ：OFF、波形保存：OFFSD 読込み【注記】
1 ファイルの最大サイズは約 200MB です。それを超えると別ファイルを作成し、保存していきます。保存可能時間は PW3365-10 の本体設定画面で確認することが出来ます。HIOKI 純正オプション品の SD メモリカード 2GB Z4001 をご使用ください。それ以外のメディアは動作保証外になります。

LAN 通信USB 通信LAN/USB による取込みには、フリーソフトのダウンロードが必要です。

フリーソフトウェア（HIOKI ホームページより無償ダウンロードできます）
こんな事が出来る

Excel グラフ
自動作成

■ 保存データを本体から表示項目の選択

直接取り込み（USB/LAN 接続）■ 保存データを
Excel 形式でグラフ化■ PC から PW3365
本体へ設定条件を転送■ 印刷機能表示期間の選択
インターバルを指定
表示を更新

パワーロガービューワ SF1001 ( 別売りオプション )
保存したデータを表示、集計、解析、印刷へと展開

積み重ねグラフの表示例
複数の箇所で測定した電力の消費量を一つのグラフにまとめて表示できます。
電力が多く消費されている時間帯と場所を一目で確認できます。

■ 時系列グラフ表示■ 印刷機能■ レポート印刷機能

B
C

電源

■ コピー機能測定

電源■ 日報・週報・月報表示A

電源■ 帳票表示

測定

測定

空調

C
B

A

7

現場で役立つ便利
機能

使えば測定の幅が広がる
PW3365-10 活用法
使い方を一工夫すれば更に便利で快適な測定が可能になります。
アプリケーションのご紹介

漏れ電流測定オプションのクランプオンリークセンサが必要です

電力 +1 チャネル漏れ電流測定

3 チャネル漏れ電流測定

漏れ電流表示【接続例】漏れ電流測定図式

電源

負荷

電源
電力測定

負荷 負荷 負荷

【接続例】３P3W2M+ 漏れ電流 1ch

漏れ電流測定基本波実効値を確認することで、50/60Hz 成分の漏れ電流も確認できます。
200ms ごとの連続演算処理により、間欠漏電の簡易調査にも役立ちます。（保存インターバルの項目：平均・最大・最小を選択）

RMS（A）

高調波成分を含んだ実効値

FND（A）

基本波（50Hz または 60Hz 成分）実効値

PEAK（A） ピーク値（波高値）

パソコンから本体を遠隔操作、モニタリング

HTTP サーバ機能

PW3365 と PC（パソコン）を LAN 接続すれば、PC のブラウザで PW3365 本体の遠隔操作と測定値のリアルタイムモニタが可能です。
* LAN および USB 接続にて PW3365 の記録ファイル（内部メモリや SD メモリカード）ダウンロードにはフリーソフト【PW3365 設定・ダウンロードソフト】が必要です。
負荷

負荷

電源

電源

LAN

LAN

ブラウザで IP アドレス入力
遠隔操作ページをクリック

本体画面の表示
画面キーのクリックで本体操作も可能

単相２線を 3 回路同時に測定

その他便利機能同一系統の単相２線負荷を３回路同時測定できます。

LAN

ハブ

負荷 負荷 負荷

電源

JAPANESEENGLISHCHINESE
小型・軽量設計

バッテリ駆動

表示言語切替狭いキュービクルの中でも設置できるコンパクト設計

電源がなくてもバッテリで
約 5 時間駆動

日本語、英語、中国語の切り換えができます

キーロック機能

表示ホールド

停電処理

ボタン操作をロックし誤操作を予防ディスプレイの表示値を固定し、読み取りやすく

停電が起きた場合、復帰時に自動で記録を再開します8

PW3365-10 仕様

被覆電線、電圧センサに汚れ , 水分がないこと
確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 6 か月 23℃ ±5℃、80％ rh 以下（結露なし）

測定
チャネル数

電圧３CH/ 電流３CH

測定対象(50/60Hz)

単相２線（1P2W：1 回路 /2 回路 /3 回路）
単相３線（1P3W / 1P3W+I / 1P3W1U / 1P3W1U+I）
三相３線（3P3W2M / 3P3W2M+I / 3P3W3M：Y 結線のみ測定可能）
三相４線（3P4W）、電流のみ １〜３CH※1

電力・電流同時測定モード

1P3W+I: 電力１回路 + 電流 1CH（漏れ電流 1CH）
3P3W2M+I : 電力１回路 + 電流 1CH（漏れ電流 1CH）

測定項目

電圧

実効値 / 基本波値 / 波形ピーク（絶対値）/ 基本波位相角 / 周波数（U1）

電流

実効値 / 基本波値 / 波形ピーク（絶対値）/ 基本波位相角

電力

有効・無効・皮相電力 / 力率または変位力率（遅れ / 進み表示あり）/ 有効電力量（消費 , 回生）
無効電力量（遅れ , 進み）/ 電気料金表示（有効電力量（消費）に電気料金単価 (/kWh) を乗算）

デマンド

有効電力デマンド値（消費 , 回生）/ 無効電力デマンド値（遅れ , 進み）
有効電力デマンド量（消費 , 回生）/ 無効電力デマンド量（遅れ , 進み）/ 力率デマンド値
AC400V 単一レンジ

電圧レンジ

表示範囲：5V 〜 520V（5V 未満は 0V 表示）
有効測定範囲：90V 〜 520V、ピークは ±750V / オーバーレンジの場合、[OVER] 警告表示

負荷
電流
電流レンジ
漏洩
電流

クランプ 9660: 5/ 10/ 50/ 100 A
クランプ 9661: 5/ 10/ 50/ 100/ 500 A
クランプ 9669: 100/ 200/ 1k A
クランプ 9694: 500m/ 1/ 5/ 10/ 50 A
クランプ 9695-02: 500m/ 1/ 5/ 10/ 50 A
クランプ 9695-03: 5/ 10/ 50/ 100 A
フレキシブル CT9667-01, -02, -03 : 50/ 100 / 500A（500A レンジ）
フレキシブル CT9667-01, -02, -03 : 500/ 1k / 5k（5000A レンジ）
リーククランプ 9657
: 50m/ 100m/ 500m/ 1 / 5 A
リーククランプ 9675-10: 50m/ 100m/ 500m/ 1 / 5 A
表示範囲：レンジの 0.4％〜 130％（0.4％未満は 0A 表示）
有効測定範囲：レンジの 5％〜 110％ / オーバーレンジの場合、[OVER] 警告表示
200.00W 〜 6.0000MW 電圧 / 電流レンジと測定ラインの組合せによる（測定レンジ構成表参照）

電力レンジ

表示範囲：レンジの 0％〜 130％（電圧 / 電流の実効値が 0 の場合は 0W 表示）
有効測定範囲：レンジの 5％〜 130％

測定確度（50/60Hz において）

電圧 ：±1.5% rdg. ±0.2% f.s.(PW3365+PW9020 組合せ確度 )電流：±0.3% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度 ※1
有効電力：±2.0% rdg. ±0.3% f.s. + 電流センサ確度（力率 =1）※2

演算選択

実効値演算 / 基本波演算

VT 比設定任意

0.01 〜 9999.99

選択1/60/100/200/300/600/700/1000/2000/2500/5000

CT 比設定任意

0.01 〜 9999.99

選択1/40/60/80/120/160/200/240/300/400/600/800/1200

入力方式

電圧 : 電圧センサ PW9020 による絶縁入力

表示更新レート

約 0.5 秒（SD カード・内部アクセス、LAN・USB 通信時を除く）

測定方式

ディジタルサンプリング・ゼロクロス同期演算方式
サンプリング：10.24kHz（2048 ポイント）
演算処理：50Hz：10 周期にてギャップ無しの連続測定
60Hz：12 周期にてギャップ無しの連続測定

電流：クランプセンサによる絶縁入力

A/D コンバータ分解能 16bit※1

3P3W3M、3P4W の測定を行う場合は電圧センサを別途１本追加でご購入ください。※ 2 各クランプセンサの確度と組合せ確度は P10,11 をご覧下さい。

9

画面表示

一般

一覧

電圧 / 電流 / 周波数 / 有効・皮相・無効電力
力率 / 積算電力量 / 経過時間

電圧・電流

実効値 / 基本波値 / 波形ピーク / 位相角

電力

チャネル毎および総合の有効・無効・皮相電力 / 力率

電力量

有効電力量 / 無効電力量 / 記録開始時刻
停止時刻 / 経過時間 / 電気料金

デマンド

有効電力デマンド値 / 無効電力デマンド値
力率デマンド値

波形
拡大

電圧 / 電流別で全 CH 表示 / 倍率変更あり
４項目を選択して拡大表示

時系列

測定項目から１項目を選択し、最大・最小・平均値の時系列表示

記録
保存先

SD カード、内部メモリ（容量：約 320KB）

保存インターバル時間

1/2/5/10/15/30 秒、1/2/5/10/15/20/30/60 分＊
PW3365 本体の設定画面に保存可能時間表示あり

保存項目

測定値保存：平均値のみ / 平均・最大・最小※1
画面コピー：インターバル時間毎に表示画面を BMP 保存※2
波形保存：インターバル時間毎に波形データをバイナリ保存

記録開始方法記録停止方法

ぴったり時間 / 手動 / 時刻指定 / 繰り返し
手動 / 時刻指定（最長記録測定時間１年）/ タイマ

製品保証期間
表示体
使用場所

端子間
最大定格電圧

電圧入力部：AC1.7V, 2.4Vpeak
電流入力部：AC1.7V, 2.4Vpeak

対地間
最大定格電圧

電圧入力部：600V 測定カテゴリⅢ（PW9020 使用時）
300V 測定カテゴリⅣ（PW9020 使用時）
電流入力部：使用するクランプセンサによる

耐電圧
適合規格

AC7.06kVrms (PW9020 使用時 )安全性：EN61010 / EMC：EN61326, EN61000-3-2, EN61000-3-3

電源（1）AC アダプタ Z1008：AC100 〜 240V（50/60Hz）
最大定格電力：45VA（AC アダプタ含む）（2）バッテリパック 9459（Ni-MH 電池）
連続使用時間 約 5 時間（バックライト OFF）
最大定格電力：4VA

外部インタフェース

バックアップ
電池寿命

SD メモリカード 設定データ , 測定データ , 画面データ , 波形データ
10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.3 準拠
LAN インタフェース
・HTTP サーバ機能
USB Ver 2.0, Windows 8 (32/64bit)/7 (32/64bit) / Vista (32bit) /XP
USB インタフェース ・コンピュータと接続時、SD メモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識
LAN/USB 共通

屋内 , 汚染度２, 高度 2000m まで

保存温湿度範囲 -10℃〜 60℃ , 80% rh 以下（結露しないこと） ただしバッテリは -10℃〜 30℃

充電機能

※2

日本語 / 英語 / 中国語（簡体字）バックライト AUTO OFF 機能あり（2 分で動作）
AUTO OFF 時は、PowerLED 点滅

0℃〜 50℃ , 80% rh 以下（結露しないこと）
使用温湿度範囲
バッテリ動作時： 0℃〜 40℃（結露しないこと）
バッテリ充電時：10℃〜 40℃

最短インターバル時間 5 分、5 分未満の設定の場合、画面コピーは 5 分毎に保存
最短インターバル時間 1 分、1 分未満の設定の場合、波形は 1 分毎に保存

※1

1 年間
3.5 型 TFT カラー液晶ディスプレイ（320×240 ドット）

外形寸法
質量

付属品

通信アプリケーションソフトによる設定
測定データ取得・データダウンロード

充電時間：最大 6 時間 10 分（23℃において）バッテリパック 9459 装着状態で AC アダプタを接続することにより充電可能（本体電源 ON/OFF どちらでも充電可能）

時計・設定条件バックアップ用（リチウム電池）
約 10 年（23℃参考値）
約 180 Ｗ╳ 100H ╳ 48D mm（PW9002 装着なし）
約 180 Ｗ╳ 100H ╳ 67.2D mm（PW9002 装着時）
約 540g（PW9002 装着なし）, 約 820g（PW9002 装着時）
電圧センサ PW9020×3
AC アダプタ Z1008×1 / USB ケーブル ×1 本
取扱説明書 × １冊 / 測定ガイド × １枚
カラースパイラルチューブ赤青黄 × 各 4 個
スパイラルチューブ黒 ×10 個

パワーロガービューワ SF1001 仕様
機能

時系列
グラフ表示

表示項目
電圧 / 電流 / 有効電力 / 無効電力 / 皮相電力
力率 / 周波数 / 有効電力量 / 無効電力量
デマンド量 / デマンド値 / 電圧不平衡率

時系列グラフ表示・帳票表示・設定表示で表示されている内容のプレビューおよび印刷
印刷機能

ヘッダ / フッタ設定：各印刷でヘッダ / フッタの設定可能
対応プリンタ：使用 OS に対応しているプリンタ

積み重ねグラフ表示：最大 16 系統

設定した期間の内容（固定）を印刷

カーソル計測：1 カーソルによる測定値表示
表示項目は時系列グラフ表示と同様
日報 / 週報 / 月報表示
指定した期間の日報 / 週報 / 月報を集計して表示
帳票表示

負荷率演算表示
日報 / 週報 / 月報にて負荷率、需要率を演算し結果表示
時間帯別集計4 区分までの時間帯を指定し、時間帯別にデータを集計

波形表示

指定された日時の波形データを表示

コピー機能

各表示を画像としてクリップボードへコピー可能

コメント入力：各印刷で任意文字コメント挿入可

レポート
印刷

出力内容：標準 / 出力項目選択
出力可能項目：時系列グラフ / 帳票 / 日報 / 波形
レポート作成方式：標準印刷
レポート出力設定：レポート出力設定を保存 / 読み込み対応機種 / 対応 OS
読込み対応機種
パソコン
対応 OS

PW3365-10 / PW3360-10 / PW3360-11
LR5000 データミニシリーズ：PC に取り込み済みの LR5000
Utility のデータ（.hrp2 形式）を読み込み可能

Windows 8 (32/64bit）/ 7 SP1 以上 (32/64bit）
Vista SP2 以上（32bit）/ XP SP3 以上（32bit）10電流クランプセンサ ラインナップ
CE 非対応CE 非対応
絶縁導体

クランプオンセンサ 9694

クランプオンセンサ 9660

クランプオンセンサ 9661

クランプオンセンサ 9669

コード長 3m

コード長 3m

コード長 3m

コード長 3m測定可能導体径
φ15mm

φ15mm

φ46mm

φ55mm / 80×20mm ブスバー

φ15mm

φ15mm

定格一次電流AC5A

AC100A

AC500A

AC1000A

AC50A

AC100A

確度 振幅 45-66Hz/ 位相 45-5kHz±0.3% rdg.±0.02% f.s.
±0.3% rdg.±0.02% f.s.
±2°以内
±1° 以内±0.3% rdg.±0.01% f.s.
±0.5° 以内

±1.0% rdg.±0.01% f.s.
±1° 以内±0.3% rdg.±0.02% f.s.
±2° 以内±0.3% rdg.±0.02% f.s.
±1° 以内周波数特性 40-5kHz±1.0% 以内

±1.0% 以内

±2.0% 以内

±1.0% 以内

±1.0% 以内

外部磁界の影響 AC400A/m の磁界にて0.1A 相当以下
0.1A 相当以下

0.1A 相当以下

1A 相当以下

0.1A 相当以下

0.1A 相当以下

導体位置の影響±0.5% 以内

±0.5% 以内

±0.5% 以内

±1.5% 以内

±0.5% 以内

±0.5% 以内

対地間最大定格電圧
CAT Ⅲ 300V rms

CAT Ⅲ 300V rms

CAT Ⅲ 600V rms

CAT Ⅲ 600V rms

CAT Ⅲ 300V rms

CAT Ⅲ 300V rms

最大入力電流 45-66Hz
50A 連続130A 連続

550A 連続

1000A 連続

60A 連続130A 連続

寸法 mm・質量46 Ｗ╳ 135H ╳ 21D / 230g

46 Ｗ╳ 135H ╳ 21D / 230g

78 Ｗ╳ 152H ╳ 42D / 380g

99.5 Ｗ╳ 188H ╳ 42D / 590g

50.5 Ｗ╳ 58H ╳ 18.7D / 50g

50.5 Ｗ╳ 58H ╳ 18.7D / 50g

20,000 円 ( 税抜き )18,000 円 ( 税抜き )±1.0% 以内

20,000 円 ( 税抜き )28,000 円 ( 税抜き )クランプオンセンサ 9695-02

絶縁導体9,800 円 ( 税抜き )クランプオンセンサ 9695-03
9,800 円 ( 税抜き )接続ケーブル 9219
4000 円（税抜き）が必要です

コード長 3m
別売り

絶縁導体

絶縁導体

AC フレキシブルカレントセンサ AC フレキシブルカレントセンサ
CT9667-01
CT9667-02
40,000 円 ( 税抜き )40,000 円 ( 税抜き )AC フレキシブルカレントセンサ
CT9667-03

漏れ電流測定用
クランプオンリークセンサ 9657-10

漏れ電流測定用
クランプオンリークセンサ 9675

センサ - 回路 2m /回路 - コネクタ 1m

センサ - 回路 2m /回路 - コネクタ 1m

センサ - 回路 2m /回路 - コネクタ 1m

コード長 3m

コード長 3m測定可能導体径CT9667-01:φ100mm, CT9667-02:φ180mm
CT9667-03:φ254mm

測定可能導体径

φ 40mm

φ 30mm定格一次電流AC500A/ AC5000A

定格一次電流

AC10A*

AC10A*

確度 位相 45-66Hz± 2.0% rdg ±0.3% f.s. / ±1° 以内

確度 位相 50 または 60Hz

± 1.0% rdg ±0.05% f.s.
±3° 以内± 1.0% rdg ±0.05% f.s.
±5° 以内周波数特性 10-20kHz± 3dB 以内

周波数特性 40 - 5kHz

± 5％ 以内± 5％ 以内

外部磁界の影響1.5%/ f.s. 以下 (AC400A/m の磁界にて )外部磁界の影響最大 7.5mA(AC400A/m の磁界にて ) 最大 7.5mA(AC400A/m の磁界にて )導体位置の影響± 3% 以内

導体位置の影響± 0.1% 以内± 0.1% 以内

対地間最大定格電圧

CAT Ⅲ 1000V rms / CAT Ⅳ 600V rms

測定可能導体

絶縁導体

絶縁導体

最大入力電流 45-66Hz

10000A 連続

最大入力電流 45-66Hz

30A 連続

10A 連続

寸法 mm・質量回路ボックス部 35W×120.5H×34D

CT9667-01, -02 : 280g, CT9667-03 : 470g,

寸法 mm・質量74 Ｗ╳ 145H ╳ 42D/380g

60 Ｗ╳112.5H╳23.6D/160g

単３形アルカリ乾電池（LR6）×2
または、別売り AC アダプタ 9445-02 ￥5,800

備考

電力測定には使用できません

電力測定には使用できません

振幅

電源40,000 円 ( 税抜き )20,000 円 ( 税抜き )振幅 45-66Hz*PW3365-10 では測定レンジ AC5A max です。

20,000 円 ( 税抜き )*PW3365-10 では測定レンジ AC5A max です。

11

測定レンジ構成

組合せ確度 PW3365-10 + PW9020 + クランプセンサ
レンジ

500.00mA

9694
──±2.3% rdg. ±0.32% f.s.
±2.3% rdg. ±0.4% f.s.
±2.3% rdg. ±0.5% f.s.

レンジ

9660, 9695-03

9661

500.00A─±2.3% rdg. ±0.32% f.s.
±2.3% rdg. ±0.34% f.s.
±2.3% rdg. ±0.5% f.s.
±2.3% rdg. ±0.7% f.s.

±2.3% rdg. ±0.31% f.s.
±2.3% rdg. ±0.35% f.s.
±2.3% rdg. ±0.4% f.s.
±2.3% rdg. ±0.8% f.s.
±2.3% rdg. ±1.3% f.s.

クランプオンセンサ 9694 / 9695-02 ※1
電圧

結線
1P2W

400.0V

1P3W
1P3W1U
3P3W2M
3P3W3M

500.00mA
200.00W
400.00W

800.00W
1.2000kW

電流5.0000A
2.0000kW
4.0000kW
6.0000kW

10.000A
4.0000kW
8.0000kW

10.000A

50.000A
20.000kW

5.0000A
1.0000A

40.000kW

12.000kW

60.000kW

5.0000A
2.0000kW

電流10.000A 50.000A
4.0000kW 20.000kW

100.00A
40.000kW

9661 のみ
500.00A
200.00kW

1P3W
1P3W1U
3P3W2M
3P3W3M

4.0000kW

8.0000kW

40.000kW

80.000kW

400.00kW

3P4W

6.0000kW

12.000kW

60.000kW

120.00kW

600.00kW

3P4W

600.00W

1.0000A
400.00W

50.000A

100.00A

クランプオンセンサ 9660 / 9695-03 / 9661※2
電圧

結線
1P2W

400.0V

50.000A
10.000A
5.0000A

100.00A
40.000kW

1.0000kA
400.00kW

1P3W
1P3W1U
3P3W2M
3P3W3M

80.000kW

160.00kW

800.00kW

3P4W

120.00kW

240.00kW

1.2000MW

結線
1P2W

400.0V

電流
1.0000kA
400.00kW

5.0000kA
2.0000MW

1P3W
1P3W1U
3P3W2M
3P3W3M

400.00kW

800.00kW

4.0000MW

3P4W

600.00kW

1.2000MW

6.0000MW

400.0V

1P2W

50.00A
20.000kW

電流100.00A
40.000kW

500.00A
200.00kW

1P3W
1P3W1U
3P3W2M
3P3W3M

40.000kW

80.000kW

400.00kW

3P4W

60.000kW

120.00kW

600.00kW

結線
1P2W

400.0VCT9667-01, -02, -03
5.000kA レンジ

CT9667-01, -02, -03
500A レンジ

5.0000kA±4% rdg. ±0.6% f.s.
±4% rdg. ±1.8% f.s.
±4% rdg. ±3.3% f.s.
───
─
±4% rdg. ±0.6% f.s.
±4% rdg. ±1.8% f.s.
±4% rdg. ±3.3% f.s.

100.00A

確度保証条件

ウォームアップ時間 30 分、正弦波入力、周波数 50/60Hz
対地間電圧 400V 以下

確度保証温湿度範囲
確度保証表示範囲

23℃ ±5℃、80％ rh 以下
有効測定範囲

実時間確度
温度係数
外部磁界の影響±0.3s/ 日以内 （電源 ON 時 , 使用温湿度範囲内）±0.1% f.s. /℃以内（23℃ ±5℃以外）±1.5% f.s.（AC400A/m, 50/60Hz の磁界中において）

放射性無線周波数
電磁界の影響

10V/m にて電圧・有効電力 ±5% f.s. 以内

皮相電力

各測定値からの演算に対して ±1dgt.
基本波演算の場合±2.0% rdg. ±3.0% f.s.+ クランプセンサ確度（無効率 =1)

無効電力

実効値演算の場合
各測定値からの演算に対して ±1dgt.

電力量
力率
周波数
デマンド値
デマンド量

漏洩電流：クランプオンリークセンサ 9657-10 / 9675
レンジ

レンジ

500.00A

AC フレキシブルカレントセンサ CT9667-01, -02, -03（500A 選択時）
電圧±3% rdg. ±0.31% f.s.
±3% rdg. ±0.35% f.s.
±3% rdg. ±0.4% f.s.

50.000A

500.00A
200.00kW

結線

1.0000kA

1.0000kA

AC フレキシブルカレントセンサ CT9667-01, -02, -03（5kA 選択時）
電圧

9669

100.00A

電流
200.00A
80.000kW

電圧

レンジ200.00A

クランプオンセンサ 9669

有効電力、無効電力の各測定確度 ±1dgt.
各測定値からの演算に対して ±1dgt.
±0.5％ rdg.（電圧 90 〜 520V の正弦波入力において）
有効電力、無効電力の各測定確度 ±1dgt.
有効電力、無効電力の各測定確度 ±1dgt.

※19694 センサ (CAT III 300V) は 500mA 〜 5A レンジまで、
9695-02 センサ (CAT III 300V) は 500mA 〜 50A レンジまでが確度保証範囲※29660,9695-03 センサ (CAT III 300V) は 5A 〜 100A レンジまで、
9661 センサ (CAT III 600V) は 5A 〜 500A レンジまでが確度保証範囲

50.000mA/ 100.00mA/ 500.00mA/ 1.0000A/ 5.0000A

表示範囲 / 有効測定範囲 / 有効ピーク範囲表
項目
電圧

電流
（代表）

レンジ
400V 単一レンジ

表示範囲
下限

9695-02±2.3% rdg. ±0.32% f.s.
±2.3% rdg. ±0.4% f.s.
±2.3% rdg. ±0.5% f.s.
±2.3% rdg. ±1.3% f.s.
±2.3% rdg. ±2.3% f.s.

電流レンジ代表例：クランプオンセンサ 9661
有効測定範囲
下限

上限

表示範囲

有効ピーク

上限

範囲

5.0V

90.0V

520.0V

520.0V±750Vpeak

5A レンジ

0.0200A

0.2500A

5.5000A

6.5000A±20Apeak

10A レンジ

0.040A

0.500A

11.000A

13.000A±40Apeak

50A レンジ

0.200A

2.500A

55.000A

65.000A±200Apeak

100A レンジ

0.40A

5.00A

110.00A

130.00A±400Apeak

500A レンジ

2.00A

25.00A

550.00A

650.00A±1000Apeak本体価格（発注コード）（価格）

クランプオンパワーロガー PW3365-10 ・・・・・・ ￥220,000（税抜き）【付属品】
・ 電圧センサ PW9020
・ AC アダプタ Z1008
・ USB ケーブル（0.9m）

3本
1個
1本

・ 取扱説明書 / 測定ガイド
1 冊 /1 枚・ カラースパイラルチューブ赤青黄
各色 4 個・ スパイラルチューブ（コード結束用） 10 個

クランプオンパワーロガー PW3365-10 本体のみでは、電流・電力の測定はできません。電流・電力測定には別売のクランプオンセンサをお買い求めください。
3P3W3M、3P4W の測定を行う場合は電圧センサを別途１本追加でご購入ください。また、測定データの保存には動作保証されたオプションの SD カードをお買い求め頂き、ご使用ください。

オプション
クランプオンセンサ（負荷電流用）

クランプオンアダプタ 9290-10

クランプオンセンサ

9694（AC5A）￥20,000 （税抜き）

クランプオンセンサ

9660（AC100A）￥18,000 （税抜き）

クランプオンセンサ

9661（AC500A）￥20,000 （税抜き）

クランプオンセンサ

9669（AC1000A）￥28,000 （税抜き）

AC フレキシブルカレントセンサ

CT9667-01（AC5000A）￥40,000 （税抜き）

AC フレキシブルカレントセンサ

CT9667-02（AC5000A）￥40,000 （税抜き）

AC フレキシブルカレントセンサ

CT9667-03（AC5000A）￥40,000 （税抜き）

クランプオンセンサ（CE 非対応）＊ 9695-02 （AC50A）￥9,800 （税抜き）

クランプオンセンサ（CE 非対応）＊ 9695-03 （AC100A）￥9,800 （税抜き）

接続ケーブル

9219（9695-02/03 用） ￥4,000 （税抜き）＊ 9695-02, 9695-03 をご購入時には、別売りの接続ケーブル 9219 もお求めください。

クランプオンリークセンサ（漏れ電流用）
クランプオンリークセンサ

9657-10￥20,000（税抜き）

クランプオンリークセンサ

9675￥20,000（税抜き）

パワーロガービューワ SF1001

バッテリセット PW9002

一次側
1000A
二次側
100A

￥22,000（税抜き）・ 測定可能径 : φ55mm ▪ 80×20mm
・ 対地間最大定格電圧 : CAT III 600V
・ コード長 : 3m
１次側電流を２次側で 10：1 の CT 比で下げることができます

電圧センサ PW9020￥12,000（税抜き）

携帯用ケース C1005/C1008￥30,000（税抜き）

バッテリカバーとバッテリパックのセット￥30,000（税抜き）
動作環境 OSWindows 8 (32/64bit 版）
Windows 7 SP1 以上 (32/64bit 版）
Windows Vista SP2 以上（32bit 版）
Windows XP SP3 以上（32bit 版）
・時系列グラフ表示
・帳票表示
・日報 / 週報 / 月報表示
・コピー機能・印刷機能

バッテリパック 9459
交換用にバッテリパックのみ購入時￥10,000（税抜き）

AC アダプタ Z1008

3 本本体標準付属
別途購入用（1 本単位）コード長 3m

C1008￥18,000（税抜き）

寸法：約 390W
約 275H
約 110D mm

寸法：約 390W
約 275H
約 150D mm

SD メモリカード 2GB Z4001￥12,000（税抜き）
本体標準付属品
別途購入用

C1005
￥15,000（税抜き）￥12,000（税抜き）
HIOKI 純正オプション品をご使用ください。
それ以外のメディアは動作保証外になります。

LAN ケーブル 9642
￥3,000（税抜き）
コード長 5m/ ストレート
クロス変換コネクタ付属■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■校正書類は別途ご発注願います。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。

本社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559〒386-1192 長野県上田市小泉 81

北関東（営）TEL 048-266-8161 FAX 048-269-3842〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24

お問い合わせは…

東 北（ 営 ）TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934 静 岡（ 営 ）TEL 054-280-2220 FAX 054-280-2221〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1〒422-8041 静岡市駿河区中田 3-1-9

長 野（ 営 ）TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569 名古屋（営）TEL 052-462-8011 FAX 052-462-8083〒386-1192 長野県上田市小泉 81〒 450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 24F

首都圏（営）TEL 03-5835-2851 FAX 03-5835-2852 大 阪（ 営 ）TEL 06-6380-3000 FAX 06-6380-3010〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-3-3〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-17-26

横浜オフィス TEL 045-470-2400 FAX 045-470-2420 広島オフィス TEL 082-879-2251 FAX 082-879-2253〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-7-4〒 731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13

厚木オフィス TEL 046-223-6211 FAX 046-223-6212 福 岡（ 営 ）TEL 092-482-3271 FAX 092-482-3275〒 243-0018 神奈川県厚木市中町3-13-8〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19※このカタログの記載内容は 2015 年 11 月 1 日現在のものです。 ※ 本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承願います。
※ お問い合わせは最寄りの営業所または本社コールセンター
0120-72-0560（9:00 〜 12:00,13:00 〜 17:00, 土日祝日除く）TEL 0268-28-0560 E-mail : info@hioki.co.jp まで。
※ 輸出に関するお問い合わせは外国営業部（TEL 0268-28-0562 FAX 0268-28-0568 E-mail : os-com@hioki.co.jp）までお願いいたします。

PW3365J7-5YB