Concentrate
遠心濃縮機 5305

2

Eppendorf Concentrator plus

Eppendorf Concentrator plus™:
Easy handling, broad versatility

エッペンドルフ遠 心 濃 縮 機 5305はエルゴノミックで直 感 的 簡単な操作と高い汎用性はこの遠心濃縮機の基本的なコンセプな、耐久性の あるソリューションをあなたのラボにもたらす トです。ユーザーフレンドリーな操作パネルはシンプルで直感的ためにデザインされました。先進的なヒートテクノロジーで な操作を可能にします。
DNA/RNA、ヌクレオチド、タンパク質、その他の液体サンプ 幅広いアングルローターに加え、マイクロプレート用ローターをル の 迅 速 か つ 効 率 的 で 穏 や か な 真 空 濃 縮 を 提 供します 。 使用できるため、多様なチューブやプレートに対応し、様々なアプ新しいコーティングリッドは有機溶媒(TFA、DMSO等)や腐食性 リケーションにご使用いただけます。一部のローターは積み重ねの高い酸に対して優れた耐性を持っています。
が可能で、最大144個のサンプルを処理することができます。

Product features> 3つのシステム構成をご用意: ポンプなしのベーシックタイ
プ、真空ポンプ内蔵のコンプリートタイプ、真空ポンプおよび外部装置接続ポート内蔵のコンプリートタイプ（ジャンクションシステム付き）> 非常に静かな動作音（< 50 dB(A)）> 溶剤耐性でメンテンナンスフリーのPTFEダイアフラムポンプ> コンパクトな設置面積で(横幅 33 cm）貴重な実験台スペースを無駄にしません> 0.2 mLから50 mLのチューブ、マイクロプレートやPCRプレートまで対応可能な15種類のローターラインナップ> メンテンナンスフリーなモーターと薬剤耐性のステンレス製チャンバーでトラブルを防ぎます> ほとんどの冷却トラップ装置に接続可能です> New: すぐれた薬剤耐性を持ったコーティングリッド

Operational Features> 3種類の操作モードで様々なアプリケーションに対応します（遠心濃縮モード、遠心モード、デシケーターモード）> 4種類の加熱レベルで様々なサンプルを安全で効率良く濃縮できます（室温、30 °C、45 °C、60 °C）>サ ンプルに応じて3種類の吸引モードを選択でき（水、アルコール、高蒸気圧）、処理時間を最大 20 %短縮します> デリケートなサンプルを使用する際には、ブレーキ機能をオフにすることも可能です3

Eppendorf Concentrator plus

123149568

12オプションのジャンクションシステムにより、真空ポンプを外部装置に接続できます745

ポンプの動作中も非常に静かで、作業環境を良好に保ちます63 
コンプリートタイプはメンテナンスフリーの溶剤耐性PTFEポンプ内蔵です溶剤耐性のステンレスチャンバー7

多 様な15種類のローターを使用でき、0.2mLから 50 mLのチューブ、マイクロプレートやPCRプレートを扱うことができます8シ ンプルなモードで、直感的に操作が可能– 遠心濃縮モード– 遠心モード– デシケーターモード

9

 わずか 33 cmのコンパクトデザインで幅
あらゆる実験台にフィット排気コンデンサーにより最大85%の溶媒を回収
N ew: 高い溶剤耐性のあるコーティング
リッドEppendorf Concentrator plus

4

Three system configurations―tailored to all your needs
エッペンドルフの遠心濃縮機は用途に応じた3タイプをご用意しています

溶剤耐性でメンテナンスフリーのPTFE
ポンプを内蔵し、排気コンデンサーの付いたコンプリートタイプ。排気コンデンサーは排気から最大 85 %の溶媒を回収し、人体への影響を抑えます。同時に、排気に触れる部品の寿命を延ばします。

お手持ちの真空ポンプと接続可能なベーシックタイプ。
本体背面のACソケットを使用する事で、外部ポンプに電源を供給し、動作を自動的にコントロールすることも可能です。

 ャンクションシステムが内蔵されたコンプリートタイプ
ジは、よりフレキシブルにお使いいただけます。内蔵の真空ポンプをそのまま外部装置に接続して使うことができます。真空ポンプを必要とする様々な外部装置（ゲルドライヤ―等）に簡単に接続が可能です。

1

慎重な扱いを要するサンプルには、ブレーキ機能のON/OFFが選択できます。

32 
4 つの温度レベ ルで、さまざまなサンプル1234の効率的な濃縮が可能です(室温、30 °C 、45 °C、60 °C）。

さまざまなアプリケーションにご使用いただ
けるよう、3つの操作モードを選択できます(遠心濃縮、遠心、デシケーター）。

サンプルの溶剤に応じて3種類の吸引モードを選択でき、処理時間を最大 20 %短縮します（水、アルコール、高蒸気圧）。

4

Eppendorf Concentrator plus

5Rotor Overview

1.5 / 2.0 mLチューブ × 48 用ローター
(F-45-48-11)
2段重ねで、96本掛け可能

15 mLコニカルチューブ × 8 用ローター(F-45-8-17)

50 mLコニカルチューブ × 6 、15 mLコニカルチューブ × 6 用ローター(F-35-6-30)

マイクロプレート、PCRプレート、ディープウェルプレート用ローター(高さ27 mmまで）(A-2-VC)

注文案内
チューブ/ プレート

ローター

チューブ寸法(φ×L mm)

最大容量

注文番号

F-45-72-8*2

8 × 3172 × 0.5 mL

5490034007*2￥71,200

F-45-70-11

11 × 41 / 47

70 × 1.5 mL / 2.0 mL

5490032004￥71,200

F-45-48-11*

11 × 41 / 47

48 × 1.5 mL / 2.0 mL

5490030001*

F-40-36-12

12 × 32

36 × 1.5 mL

5490040007￥90,000

F-45-36-15

15 × 45–48*1

36 × 2–4 mL

5490035003￥71,200

F-45-16-20

20 × 42–55*1

16 × 6.5/10 mL

5490043006￥90,000

F-40-18-19

19 × 66

18 × 10 mL

5490037006￥90,000

F-45-12-3131 × 55

12 × 20 mL

5490044002￥90,000

F-35-8-24

24 × 86–105*1

8 × 25 mL

5490039009￥90,000

F-45-24-12

1,3

12 × 67–100*

24 × 5–7 mL

5490036000￥71,200

F-50-8-16

16 × 105–120*1

8 × 8–12 mL

5490041003￥90,000

F-50-8-18

18 × 105–128*1

8 × 10–18 mL

5490042000￥90,000

F-45-8-17

17 × 116–123*1

8 × 15 mLコニカルチューブ

5490038002￥90,000

F-35-6-30

17 × 116–123*1
または 30 × 116–123

6 × 15 mLコニカルチューブ
または 6 × 50 mLコニカルチ
ューブ5490047001￥90,000

A-2-VC128 × 86 × 272 × MTP および PCR プレート
2 × DWP(高さ最大27 mm)

5490045009￥191,000

2

希望小売価格2￥71,200

アクセサリー

注文番号

アングルローター積み重ね用スペーサー, 1個 (F-45-72-8/F-45-48-11用）

5301316005￥4,300

スライドグラス用アダプター, A-2-VC用, 2個組

5825706005￥47,700

希望小売価格

ワークトレー用フレーム, A-2-VC用, 5個組

0030124243￥9,000アダプター : 0.5 mLチューブ, Microtainer® 用, 6個組
0.2 mL PCRチューブ用, F-45-48-11用, 6個組
0.2 mL PCRチューブ用, F-45-72-8用, 6個組

5425716001
5425715005
5425723008￥2,400￥2,400￥2,400*1 チューブの高さの最小値と最大値。
*2 ローターを2段重ねすることで、架けられるチューブの本数が2倍になります。
*3 チューブの高さが 75 mm以下の場合、最大容量24本。チューブの高さが 75 mmより長い場合、最大容量12本。

テクニカルデータ*品名・型式
容量

遠心濃縮機 5305, Bタイプ
F-45-48-11 付き

遠心濃縮機 5305, Cタイプ
F-45-48-11 付き

遠心濃縮機 5305, Cタイプ
ジャンクションシステム

144 × 0.5 mL チューブ, 96 × 1.5/2 mL, 6 × 50 mL コニカルチューブ, 2 × マイクロプレート/PCR プレート

回転数（固定）1,400 rpm

時間

1 分～9時間59分 、連続運転

運転音< 50 dB (A)

温度設定範囲

室温, 30 °C, 45 °C, 60 °C

到達真空度

–

外部装置との接続ポート
電源

20 hPa (20 mbar)––○100V, 50/60 Hz

100 V, 50/60 Hz

100 V, 50/60 Hz消費電力
大きさ（W×D×H）

20 hPa (20 mbar)

150 W

350 W

350 W

33 × 37 × 23 cm

33 × 58 × 29 cm

33 × 58 × 29 cm

16.5 kg

31.5 kg

31.5 kg

重さ（ローターを除く）

注文案内
品名・型式

注文番号

希望小売価格

遠心濃縮機 5305, Cタイプ(コンプリートタイプ)
ダイアフラムポンプ内蔵、48×1.5/2.0 mL アングルローター付

5305000347￥1,240,000

ダイアフラムポンプ内蔵、ジャンクションシステム、ローターなし

5305000746￥1,380,000

5305000142￥699,000

遠心濃縮機 5305, Bタイプ(ベーシックタイプ)
48×1.5/2.0 mL アングルローター付(ダイアフラムポンプなし)* ジャンクションシステムについては3ページの写真を御覧ください。

www.eppendorf.com/centrifugation

Eppendorf® and the Eppendorf logo are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany.
himac® is registered trademark of Eppendorf Himac Technologies Co., Ltd., Japan.
U.S. Design Patentstare listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2024 by Eppendorf SE. Printed in Japan.

● eppendorf遠心機の保守部品の供給は製造販売中止後、7年間です。
● 製品の仕様、外観および価格は、予告なく変更する場合があります。
● 印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
● 表示価格は2024年10月現在のメーカー希望小売価格（税別）です。
● 製品写真または操作画面等は、特に断りがない限り標準仕様です。

無断転載禁止1024P