senospetRsizeaSFallm
S
Datasheet Heimann Sensor Integrated Thermopile Module
Internal Mirror Optics Type „HTIA-D“HTIA モジュールの一般・共通技術情報は下記資料に記載されております。
“Datasheet HEIMANN Sensor Integrated Module HTIA” .

動作条件
特性項目

Typical Value

単位条件

電源電圧 VDD

4.5 .. 5 .. 5.5V+Vs

電源電圧 VSS0V-Vs , ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

電源電流

1 .. 1.7 .. 2.2mA

無負荷

出力電圧レンジ

0.3 .. VDD-0.3V

スタート時間 （POR後）Max. 0.5

sec

電源投入始動時間

出力抵抗< 10Ohmf < 100Hz

出力負荷抵抗> 20kOhm

適切動作時

ｾﾝｻｰ受光素子

0.6 x 0.6mm²Type TP1測定温度範囲-30 .. +500

°C

ご使用条件による増幅率

150 .. 5500

応答時間

5msec

t/T = 63%

周囲温度出力 （ 25°C時）

1.225

V

出力 AOR

周囲温度出力感度15(10 .. 16)mV/°C

ﾘﾆｱｰ; 出力 AOR ; タイプ “U”(及びタイプ “C”)

動作温度範囲

-20.. 120°C

Managing Director
Dr. J. Schieferdecker
Reg. at District Court
Dresden HRB20692
VAT-ID DE813444739

Internet: www.heimannsensor.com
Mail: info@heimannsensor.com
Phone 49 (0) 6123 60 50 30
Fax
49 (0) 6123 60 50 39

Datasheet HTIA-D R03 Nov 2006 Page 1 of 6

HEIMANN Sensor GmbH
Grenzstr. 22D-01109 Dresden
Rohrbergstr. 7D-65343 Eltville

出力 AOT, ご使用条件によるsenospetRsizeaS
FallmS
Datasheet Heimann Sensor Integrated Thermopile Module
Internal Mirror Optics Type „HTIA-D“視野角ﾃﾞｰﾀ
項目定格Min

TypMax121416

視野角単位

条件

°

50% ｴﾈﾙｷﾞｰ点にて

視野図

視野角 – 定義 及び ﾃｽﾄ条件

Managing Director
Dr. J. Schieferdecker
Reg. at District Court
Dresden HRB20692
VAT-ID DE813444739

Internet: www.heimannsensor.com
Mail: info@heimannsensor.com
Phone 49 (0) 6123 60 50 30
Fax
49 (0) 6123 60 50 39

Datasheet HTIA-D R03 Nov 2006 Page 2 of 6

HEIMANN Sensor GmbHGrenzstr. 22D-01109 DresdenRohrbergstr. 7D-65343 EltvillesenospetRsizeaSFallmS
Datasheet Heimann Sensor Integrated Thermopile Module
Internal Mirror Optics Type „HTIA-D“
レンズ透過特性項目

minimum

typicalmaximum

立ち上がり波長5.2µm

5.5µm

5.8µm

平均透過率 （7.5µm ～ 13.5µm）70%

平均透過率（ 可視領域 ～ 5µm ）

0.5%

100
90
80

Transmission [%]

70
60
5040
30
20
1002468101214161820

22

Liability（責任・義務） ：英文のままとさせていただきます
Changes or modifications at the product which haven't influence to theperformance and/or quality of the device haven't to be announced to thecustomers in advance. Customers are requested to consult with Heimann Sensor
representatives before the use of Heimann Sensor products in special applications
where failure or abnormal operation may directly affect human lives or cause
physical injury or property damage. The company or their representatives will not be
responsible for damage arising from such use without prior approval.
HEIMANN Sensor GmbHGrenzstr. 22D-01109 Dresden
Rohrbergstr. 7D-65343 EltvilleManaging Director
Dr. J. Schieferdecker
Reg. at District Court
Dresden HRB20692
VAT-ID DE813444739

Internet: www.heimannsensor.com
Mail: info@heimannsensor.com
Phone 49 (0) 6123 60 50 30Fax49 (0) 6123 60 50 39

Datasheet HTIA-D R03 Nov 2006 Page 3 of 6

Wavelength [µm]

seno
sp
etRsizeaSF
allm
S
Datasheet Heimann Sensor Integrated Thermopile Module
Internal Mirror Optics Type „HTIA-D“基本構成図

ﾋﾟﾝ配置-> 電源電圧 プラス側 (+5V)-> 電源電圧 マイナス側 (ｸﾞﾗﾝﾄﾞ, 0V)-> アナログセンサー出力-> アナログ周囲温度出力-> デジタル プログラミング 調整用-> 調整用コンデンサー （ Vdd ・Vss間用）-> ﾛｰﾊﾟｽﾌｨﾙﾀｰ追加用コンデンサー

HEIMANN Sensor GmbHGrenzstr. 22
D-01109 Dresden
Rohrbergstr. 7D-65343 EltvilleManaging Director
Dr. J. Schieferdecker
Reg. at District Court
Dresden HRB20692
VAT-ID DE813444739

Internet: www.heimannsensor.com
Mail: info@heimannsensor.com
Phone 49 (0) 6123 60 50 30
Fax
49 (0) 6123 60 50 39

Datasheet HTIA-D R03 Nov 2006 Page 4 of 6

Vdd :
Vss :
AOT:
AOR:
CM, SCLK :
C1:
C2:

seno
spetRsizeaSFallmS
Datasheet Heimann Sensor Integrated Thermopile Module
Internal Mirror Optics Type „HTIA-D“寸法図 基板 11x11Managing Director
Dr. J. Schieferdecker
Reg. at District CourtDresden HRB20692
VAT-ID DE813444739

Internet: www.heimannsensor.com
Mail: info@heimannsensor.com
Phone 49 (0) 6123 60 50 30
Fax49 (0) 6123 60 50 39

Datasheet HTIA-D R03 Nov 2006 Page 5 of 6

HEIMANN Sensor GmbHGrenzstr. 22D-01109 Dresden
Rohrbergstr. 7D-65343 EltvillesenospetRsizeaSFallmS
Datasheet Heimann Sensor Integrated Thermopile ModuleInternal Mirror Optics Type „HTIA-D“寸法図Managing Director
Dr. J. Schieferdecker
Reg. at District Court
Dresden HRB20692
VAT-ID DE813444739

Internet: www.heimannsensor.com
Mail: info@heimannsensor.com
Phone 49 (0) 6123 60 50 30
Fax
49 (0) 6123 60 50 39

Datasheet HTIA-D R03 Nov 2006 Page 6 of 6

HEIMANN Sensor GmbHGrenzstr. 22D-01109 Dresden
Rohrbergstr. 7D-65343 Eltville