湿式ガスメータ

WET GAS METER

安定した再現性で広い測定範囲信頼と実績を誇る、シナガワの積算流量計

WS型
実験・環境測定用……………Ｗ-ＮＫ型
大流量用………………………Ｗ-ＮＴ型
中高圧用………………………Ｗ-ＮH 型
小流量・実験用………………………

For minute flow, experimentation

For experimentation, environmental measurement

For large flow

For high pressure

当 社 は 、認 定 基 準として I S O / I E C 1 7 0 2 5を用 い 、認 定 スキームをISO/IEC17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。
JCSSを運営している認定機関（IA Japan）
は、アジア太平洋認定協力機構（APAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。
当社校正技術部は国際MRA対応JCSS認定事業者です。
JCSS0126は当社校正技術部の認定番号です。

INDICATORGAS OUTLETGAS INLETGAS OUTLET
GAS

湿式ガスメータ原理・構造図

口から入ったガスは､液面上部から３〜４室に分かれた計量室を入それぞれ満たし、スパイラル（渦巻状）ドラムを介し、微少のガスもリークすることなく、吹込み管から出口へと流れます。この一連の繰り返しによるドラム軸の回転運動が、メカカウンターに伝導されアナログ指針と積算流量値を指示します

COUNTERThe principle and structure of wet gas metersT

he gas enters through the inlet, and is passed into the drum,on the surface of the liquid. The drum is separated into fourchambers. The gas flows from the blow-in tube, through thedrum and to the outlet. The flow of gas displaces the liquid,causing the drum to turn. The revolutions of the drum are conducted to the accumulating mechanism and analogue needle,
showing the amount flowing through the meter.

LIQUID LEVELOIL or WATER

WS 型…………………… 小流量・実験用

For minute flow, experimentation

特徴
主要材質

液面調整=オーバーフロー半自動式
ケース：ポリブチレンテレフタレート（PBT）
計量ドラム：ポリカーボネート（PC）
積算部：黄銅＆ポリアセタール樹脂（POM）

Feature Liquid level adjustment: Semi-automatic overflow
Material Casing: Poly-butylene-terephthalate (PBT)
Measurement Drum: Poly-Carbonate(PC)Counter parts: Brass & Poly-acetal-resin (POM)

圧 力 損 失使用圧力範囲使用温度範囲

WS-1P-L
WS-1P

150Pa
0kPa to 10kPa
4℃ to 40℃

精度（再現性）：±0.1％（標準偏差値）※全流域
Accuracy(repeatability) ：±0.1%(Standard deviation) ※ All flow ranges.

WS-1P
型式
Model

Pressure loss
Operating Pressure Limits
Operating Temperature Limits

測定範囲
Measuring Range

計量ドラム容量Drum Capacity
(L)

指針1回転
One Revolution
(L)

最小目盛
Minimum Scale(mL)

接続継手外径Connecter(inch)

外形寸法
Dimensions(mm)

質量(水封入時)
Weight(kg)(with Filled Water)

0.016〜5L/min (1〜300L/h)
0.16〜10L/min (10〜600L/h)

111
155φ9φ11W214 D223 H260
W214 D223 H260

2.3(4.9)
2.3(4.9)●パルス発信器はオプションです。 ●Pulse output can be installed.
●マノメータはオプションです。 ●Manometer can be installed.

W-NK型……………実験・環境測定用

For experimentation, environmental measurement

BEタイプ耐蝕品（環境測定用）

ケース・計量ドラム・切削加工部品 ：ステンレス鋼（SUS 304） 接合部：アルゴン溶接／半田溶接

Anti Corrosion type B ( For environmental measurement)

Casing, Measurement Drum, other parts: Stainless steel(SUS 304)
Jointing: Soldering, Argon Weld
圧 力 損 失使用圧力範囲使用温度範囲W-NK-0.5BE
W-NK-1BE
W-NK-2BE
W-NK-2.5BE
W-NK-5BE
W-NK-10BE

150Pa
0kPa to 10kPa
4℃ to 50℃

精度（再現性）
：1/2 Qmax以上 ±0.15％（標準偏差値）
1/2 Qmax以下 ±0.1％（標準偏差値）
Accuracy(repeatability) : More than 1/2 Qmax ±0.15% (Standard deviation)Less than 1/2 Qmax ±0.1% (Standard deviation)

W-NK-5BE
型式
Model

Pressure loss
Operating Pressure Limits
Operating Temperature Limits

測定範囲
Measuring Range(L)

計量ドラム容量Drum Capacity
(L)

指針1回転
One Revolution
(L)

最小目盛
Minimum Scale(mL)

接続継手外径Connecter
(mm)

外形寸法
Dimensions(mm)

質量(水封入時)
Weight(kg)(with Filled Water)

0.016 〜 5 L/min ( 1 〜 300L/h)
0.033 〜 10 L/min ( 2 〜 600L/h)
0.066 〜 20 L/min ( 4 〜 1200L/h)
0.083 〜 25 L/min ( 5 〜 1500L/h)
0.16 〜 50 L/min (10 〜 3000L/h)
0.33 〜100 L/min (20 〜 6000L/h)

0.5
1
2
2.5
5
10

0.5
12
55
101
1
5
20
1020

φ 11.5

W288 D198 H235
W318 D218 H263
W360 D262 H317
W360 D262 H317
W448 D305 H399
W537 D372 H500

4.8( 7.2)
5.8( 9.5)
8.6(14.3)
8.8(14.5)
16.4(30.8)
29 (56.7)

φ 11.5
φ 16.5
φ 16.5
φ 21.5
φ 32●パルス発信器はオプションです。 ●Pulse output can be installed.
●マノメータはオプションです。 ●Manometer can be installed.

W-NT型………………………大流量用

For large flow

Aタイプ 普通品

ケース：一般構造用圧延鋼（SS）
計量ドラム：ステンレス鋼（SUS）
切削加工部品：黄銅（Niメッキ）
接合部：半田溶接

Bタイプ耐蝕品

ケース・計量ドラム・切削加工部品 ：ステンレス鋼（SUS）
接合部：半田溶接Standard type A

Casing: Rolled steel for general structure (SS)
Measurement Drum: Stainless steel (SUS)
Other parts: Brass
Jointing: Soldering
Standard type B

Casing, Measurement Drum and other parts: Stainless steel(SUS)
Jointing: Soldering
圧 力 損 失使用圧力範囲使用温度範囲W-NT-20
W-NT-25
W-NT-50W-NT-100

150Pa
0kPa to 20kPa
4℃ to 50℃

精度（再現性）：1/2 Qmax以上 ±0.15％（標準偏差値）
1/2 Qmax以下 ±0.1％（標準偏差値）
Accuracy(repeatability) : More than 1/2 Qmax ±0.15% (Standard deviation)Less than 1/2 Qmax ±0.1% (Standard deviation)

W-NTDa-50A
型式
Model

Pressure loss
Operating Pressure Limits
Operating Temperature Limits

測定範囲
Measuring Range

計量ドラム容量Drum Capacity
(L)

指針1回転
One Revolution
(L)

最小目盛
Minimum Scale(mL)

接続ガス管
Gas Tube(inch)

外形寸法
Dimensions(mm)

質量(水封入時)
Weight(kg)(with Filled Water)

202550100205050100100200200500

32A(11/4B)
40A(11/2B)
50A(2B)
65A(21/2B)

W576 D561 H 695
W576 D611 H 695
W720 D712 H 871
W908 D895 H1099

100(142.6)
103(149.5)
150(255.2)
305(521)0.83 〜166 L/min ( 50 〜10000L/h)
1.6 〜200 L/min (100 〜12000L/h)
2.5 〜383 L/min (150 〜23000L/h)
5 〜750 L/min (300 〜45000L/h)●パルス発信器はオプションです。
●Pulse output can be installed.
●3.6kPaのマノメータが付属されております。 ●Includes 3.6kPa manometer.

W-NH型………………………中高圧用For high pressure

主要材質

ケース・計量ドラム・切削加工部品：ステンレス鋼（SUS304）
伝達部：シール方式マグネットカップリング
接合部：アルゴン溶接/半田溶接

Material Casing, Measurement Drum, other parts: Stainless steel (SUS 304)
Argon weld
圧 力 損 失 Pressure loss
使用圧力範囲 Operating Pressure Limits
耐圧 Maximum Pressure Tolerance

使用温度範囲 Operating Temperature Limits

精度（再現性）：1/2 Qmax以上 ±0.15％（標準偏差値）
1/2 Qmax以下 ±0.1％（標準偏差値）
Accuracy(repeatability) : More than 1/2 Qmax ±0.15% (Standard deviation)Less than 1/2 Qmax ±0.1% (Standard deviation)

W-NH-1B
型式
Model

W-NH-1B
W-NH-5B
W-NH-10B
W-NH-20B
W-NH-25B
W-NH-50B
W-NH-100B

150Pa-0.097MPa to 0.97MPa
1.45MPa
4℃ to 50℃

測定範囲
Measuring Range

0.033 〜 8.3L/min ( 2 〜 500L/h)
0.16 〜 41.6L/min ( 10 〜 2500L/h)
0.33 〜 83 L/min ( 20 〜 5000L/h)〜 166.6L/min ( 60 〜 10000L/h)
1
1.6 〜 200 L/min (100 〜 12000L/h)
2.5 〜 383.3L/min (150 〜 23000L/h)
3.33 〜 750 L/min (200 〜 45000L/h)※ナイロンチューブ接続外径：mm※Nylon Tube outer diameter (mm)

計量ドラム容量Drum Capacity
(L)

指針1回転
One Revolution
(L)

最小目盛
Minimum Scale(mL)

1510202550100

1510205050100

51020100200200500

接続ガス管
Gas Tube(inch)※φ 7※φ 9.6※φ 12.7

32A(1 1/4B)
40A(1 1/2B)
50A(2B)
65A(2 1/2B)

外形寸法
Dimensions(mm)

W350 D315 H 405
W455 D390 H 525
W525 D525 H 590
W650 D620 H 670
W650 D680 H 670
W740 D790 H 850
W920 D935 H1020●パルス発信器はオプションです。 ●Pulse output can be installed.
●圧力計が付属されております。 ●Includes pressure gauge.

型式一覧表oDa − 10
ドラム容量

湿式ガスメータの略称

W −NKBECo − z
特殊記号

材質記号

内装型発信器Da

フォトトランジスタ方式（アンプ内蔵）電圧出力

DDi

フォトトランジスタ方式（アンプなし）O.C 出力A近接スイッチ方式

微小タイプ ※WS型のみ

Z

積算リセット機能付D

アナログ温度計仕様

o酸素仕様 ※油脂分をとる脱脂処理を施す

V

バイトンゴム仕様f

テフロンコーティング

BE アルゴン溶接／半田溶接

オイル仕様（封入液）※通常は水仕様
S

カウンタ内蔵仕様 ※W-NK 型のみ

L

E

アルゴン溶接。接ガス・接液部ステンレスP

樹脂製（PBT） ※WS型のみ

小流量・実験用-NK 実験・環境測定用（ドラム容量 10L 以下）-NT 大流量用（ドラム容量 20L 以上）-NH 中高圧用

Optional functions and Accessories

STFデジタルカウンタ
STF Digital Counter

圧力計
Pressure Gauge

SUSインテリジェントカウンタ 温度センサ Temp. Sensor
SUS Intelligent Counter
指示計Indicator

圧力センサ
Pressure Sensor

1kPa

1.8kPa 3.6kPa
マノメータ
Manometer

棒状温度計 Thermometer
保護管
Protecting tube

本質安全防爆バリヤシステムExplosion-proof pulse system

MFD

キャリーケース
Carrying Case

キャリーケース（堅牢型）
Carrying Case

ポリエクロン
Corrosion Inhibitor

お客様へのお願い・ご注意-----------O2・H2 等一部のガス組成分での使用は、特別仕様になります。
-----------詳しい仕様・材質・使用条件、修理・校正のお問い合せは営業部へご連絡下さい。
-----------性能向上のため予告なく外観・仕様などを変更することがあります。

Notice and Request-----------Gases consisting of e.g. O2 or H2 will require special configuration.
-----------Please contact us about specification, repair or calibration.
-----------Specifications are subject to change without prior notice.

〒206−0811 東 京 都 稲 城 市 押 立 8 6 3 番 地
TEL 042−378−2210㈹ FAX 042−378−2216
E-mail：shinagawa@shinagawa-net.co.jp

URL：https://www.shinagawa-net.co.jp
CAT.2023/1-300