インテリジェント・バイポーラ電源
PBZ シリーズカタログ

P

B

Z

S

E

R

I

E

S

よりリアルに、よりフレキシブルに再現する

新シミュレーション電源！

新機能
ファンクション
ジェネレータ内蔵！

NEW

同期・並列運転に対応！

D C

P O W E R

S U P P L Y

インテリジェント・バイポーラ電源

PBZ シリーズ

PBZ20-20（± 20V/ ± 20A）と PBZ40-10（± 40V/ ± 10A）の 2 モデル
CV：100kHz、CC：10kHz（PBZ20-20）、5kHz（PBZ40-10）
USB、GPIB、RS232C 標準装備。LAN（オプション）

Internet

http://www.kikusui.co.jp/

よりリアルに、よりフレキシブルに再現する

新シミュレーション電源！

コンフォータブルな

7つの特長を備えて新登場！

試験を実現する

1 任意波形生成機能搭載
2 シーケンス機能
3 同期運転機能
4 並列運転機能
5 ユニポーラモード
6 高速応答 100kHz（CV）
7 低リップル・ノイズ！

インテリジェント・バイポーラ電源

PBZ series● USB ／ GPIB ／ RS232C 標準装備
LAN（オプション）■ PBZ20-20（±20V/±20A）■ PBZ40-10（±40V/±10A）

NEW

標準価格￥690,000（税込 ¥724,500）

PBZ シリーズは、＋、－両極性を出力端子の切り換えなしに、連4 象限（バイポーラ）動作概念図

続的に 0 を通過して、どちらへも可変できるバイポーラ方式直流安定化電源です。4 象限動作により、電力を供給（ソース）できるとともに吸収（シンク）することもでき、誘導性負荷や容量性負荷を駆動することに適しています。
ファンクションジェネレータ（信号発生機能）を内蔵し、自在に波形生成とシーケンス設定が行えます。また、電源変動試験に必須の同期運転機能や出力電流を拡張する並列運転機能も装備しています。
「スイッチング」＋「リニア」方式を採用することにより、当社従来モデル比 40% 軽量化（質量約 22kg）としながら低リップル・
ノイズで、高速動作（CV モード :100kHz）を実現しています。
電圧と電流の向きが同じ（source）
電圧と電流の向きが反対（sink）

2

series

主な特長／機能Intelligent Bipolar DC power supply

1

波形生成機能ファンクションジェネレータ内蔵！ 任意波形でプログラムも簡単設定！

PBZ シリーズは、正弦波、方形波、三角波の基本波形に加えて、16 波形まで登録できる任意波形発生機能を装備しています。
これらは、振幅・周波数・開始位相・周波数スイープ・方形波デューティの設定が可能となります。
任意 16 波形は、自在に編集することができ、独自に編集作成した波形を登録し簡単に呼び出して使用することができます。また、シーケン
ス機能（P4 参照）では、各波形を 1 ステップとして設定することができ、最大で 1024 ステップを 16 のプログラムに設定可能です。
※波形編集には専用アプリケーションソフト（オプション：Wavy for PBZ）が必要となります。（P10 参照）●16 の任意波形（下記はデフォルト登録時）● 3 つの基本波形

ランプ（立上り）

ランプ（立下り）

sin 波の半周期（正極）sin 波の半周期（負極）指数関数（立上り）

指数関数（立下り）

sin 波の半波整流（正極）sin 波の半波整流（負極）sin 波の全波整流（正極）sin 波の全波整流（負極）2 次系ステップ応答（減衰係数 0.1）

2 次系ステップ応答（減衰係数 0.2）2 次系ステップ応答（減衰係数 0.7）

2 次系インパルス応答（減衰係数 0.1）

2 次系インパルス応答（減衰係数 0.2）

2 次系インパルス応答（減衰係数 0.7）

正弦波

三角波

方形波

自在な波形生成で拡がるアプリケーション
車載電装品電源変動試験

二次電池充放電試験

疑似電池充放電試験

パルスメッキ用定電流源

カーナビ等

各種二次電池デジカメ、ケータイ等

HDD 等

V

I

V

＋I

0
T

T

T

ーI

T

リップル重畳試験

DC モーター耐久試験

磁界発生定電流源

その他

各種蓄電素子等

プリンタ等

ヘルムホルツコイル●ブレーカ、リレーの接触抵抗試験

I＋V●ソレノイド、コイル等の特性試験

I

0

T

ーV

T

T

3

主な特長／機能

2

シーケンス機能
正弦波、三角波、方形波の基本波形およスクリプト機能でシーケンスがさらに便利に！
●ステップとプログラムの設定概念図

び 16 の任意波形も 1 ステップで設定できますので、複雑なシーケンスも簡単

プログラム 1

プログラム 2に作成する事が出来ます。シーケンスは、
1024 ステップにより構成されます。
このステップを組合せた単位がプログラムとなり、最大 16 プログラムに分割して設定することができます。

プログラム 3

Step
2

Step
5

Step
3
Step
1

Step
6

Step
4

プログラム 4

Step
7

シーケンスの実行は、プログラム単体で

最 大16
プログラム

Step
8

プログラム 16の実行はもちろん、スクリプト機能によ

Step
1024

り、プログラムを自在に組合わせて実行することができます。

1024 ステップ

最大

右図のようにプログラム 1 で 8 ステップ使用した
場合、1024-8=1016 となり、残り 1016 ステッ
プ、15 プログラムの設定が可能となります。

スクリプトとは、設定したプログラムの●スクリプトの例

順序や繰返し回数を指定する機能です。
1 スクリプトにつき最大 50 行まで設定可能です。尚、スクリプトは CV/CC モー

プログラム 1

スクリプト

プログラム 3

ドで各 1 つの設定となります。

最大プログラム 7

50行

プログラム 5
プログラム 43

同期運転機能シーケンスを実行しても時間的なズレが発生しない！

PBZ を複数台使用して、シーケンスを実行する場合に各電源出力の同期を取る機能です。
これにより長時間のシーケンスを実行しても時間的なズレが発生しません。※起動時 1μ s 以下の遅延発生します。

ト リ ガ
同期運転

クロック
同期運転

●同期運転使用例
電圧変動試験システム構成例

同期

システムコントローラ

同期

並列

USB
GPIB
RS232CLAN（オプション）▲トリガ、クロック併用同期運転例

同期

PBZ20-20

PBZ20-20

PBZ20-20

PBZ20-20

40A

20A

20A

20A

ACC

IG

+B（電圧）+B（電流）

被テストデバイス / 機器

4

seriesIntelligent Bipolar DC power supply

45

並列運転機能手軽に容量拡大

ユニポーラモード

第 2 象限を全域動作

出力電流を拡張する機能です。必要な電流値に合わせ、並列接続に本製品特有の機能です。電圧が単一極性なのでユニポーラモードとて対応します。同一モデルで標準 2 台、オプションの並列運転キッ呼びます。ユニポーラ電源は、電流が単一方向ですが、ユニポーラ

トを使用すればユーザ様で簡単にセットアップすることが出来ます。

モードは、電流を双方向（ソース、シンク）に流すことが可能です。

尚、最大 5 台までの並列運転が可能ですが、3 台以上については別

図に示すように、電圧（縦軸）と電流（横軸）を直交させたグラフ

途ご相談ください。

で表すと、第 1 象限と第 2 象限の領域（2 象限）で動作が可能です。

並列運転キット PK01-PBZ は、2台（マスタ機1台、スレーブ機 1台）並列専用です。本製
2 台を重ねて設置して、両者の
OUTPUT端子間を専用の接続バーで接続します。下表に■品
並列運転キット（オプション）示す部品で構成されます。標準のままではラックへの組み込みはできません。ラックへの組● PK01-PBZ NEW 標準価格：35,000 円（税込 36,750 円）
み込みについては、購入先または当社営業所にお問い合わせください。

20：100W、PBZ40-10：180W）がありますが、ユニポーラモー
ドでは、第 2 象限全域で動作が可能となります。

並列運転キット PK01-PBZ（オプション）の構成部品
構成部品

バイポーラモードでは、第 2、第 4 象限に電力制限領域（PBZ20-

構成部品

数量

ブラケット

2

ブラケット用ねじ（M4-8L ） 8

数量

絶縁シート

1

スペーサ

4

OUTPUT端子間接続バー

2負荷電線用ねじ（M5-10L）

2

並列出力端子カバー

1

並列運転信号ケーブル

1

バイポーラモード（4 象限）

ユニポーラモード（2 象限）

V

V
全域での
動作が可能

第 2 象限 第 1 象限

第 2 象限 第 1 象限

0
ーI

ーI

I

0

I
第 3 象限 第 4象限

ーV

6

7

高速応答

100kHz（CV モード）

低リップル・ノイズ

優れた波形品位

周波数特性 100kHz（CV）。立上り、立下り時間 3.5 μ s の優れた

各種シミュレーション、パルス駆動機器に影響を与えない優れた波形

波形品位で様々な波形を高精度に再現します。

品位。

3.1
μs

拡 大（10mV/Div）
20mVp-p▲立上り波形サンプル
レスポンス 3.5 μs 設定時▲ 0.1V ステップ実波形サンプル
リップル 2mVrms、ノイズ 20mVp-p（PBZ20-20）

5その他の特長／機能

従来モデル比 40％軽量化

レスポンス切換

質量約 22kg。「スイッチング」＋「リニア」方式を採用することにより、CV、CC モード共に、4 レンジの切り替えが行えます。

大幅な軽量化を実現。ベンチトップでの使用はもとより、試験環境の移レスポンス設定により、出力電圧・電流の立上り、立下り時間が変わり動等、作業性の向上に貢献します。

ます。（レスポンスの設定時間が立上り、立下り時間を示しています。）

充実した測定機能

設定内容

選択肢

内蔵した測定機能により従来必要だったマルチメータ等の測定機器がな

CV モード電圧のレスポンス

工場出荷時設定

3.5 μs

くても試験が可能です。また、測定時間 TRIG 信号による測定開始、測

10 μs
35 μs

3.5μs

100 μs

定開始遅延時間の設定が行えます。

35 μs
CC モード電流のレスポンス（PBZ20-20 の場合）

設定項目
測定範囲（分解能） 120% of rating（0.001V）
DC
確度 *1
AC

35μs

1ms
70 μs
CC モード電流のレスポンス（PBZ40-10 の場合）

DC ＋ AC 測定範囲（分解能） 120% of rating（0.001V）±（0.5% of reading ＋ 0.1% of rating）（5Hz 〜 10kHz）
AC、
確度 *1, *2
DC ＋ AC

350 μs±（0.05% of reading ＋ 0.05% of rating）

測定範囲（分解能） 120% of rating/CF（0.001V）

電圧測定

100 μs±（1% of reading ＋ 0.2% of rating）（10kHz 〜 50kHz）

100 μs350 μs70μs

1ms±（2% of reading ＋ 0.2% of rating）（50kHz 〜 100kHz）
PEAK
PEAK

測定範囲（分解能） 120% of rating（0.01V）
確度 *1, *3±（0.5% of rating）

測定範囲

120% of rating（0.001A）

確度 *1±（ 0.3% of reading）

保護機能（過電圧 / 過電流 /V-I LIMIT/ 過熱）DCAC●過電圧、過電流保護
出力の電圧、電流が保護作動点を超えると作動します。保護作動点は測定範囲（分解能） 120% of rating/CF（0.001A）

正（＋）側、負 ( ー ) 側を別々に設定出来ます。保護作動機能は、過電圧、

DC ＋ AC 測定範囲（分解能） 120% of rating（0.001A）
電流測定
AC、
確度 *1, *2
DC ＋ AC±（3% of reading ＋ 0.1% of rating）（5Hz 〜 10kHz）±（10% of reading ＋ 1% of rating）（10kHz 〜 100kHz）

PEAK

測定範囲（分解能） 120% of rating（0.01A）

PEAK

確度 *1, *3

測定時間

過電流毎に下記 3 つの作動方式が選択できます。
▶ OUT PUT-OFF 設定：出力をオフする。
▶ POWER-OFF 設定：出力をオフし、さらに POWER スイッチをオフする。

±（0.5% of rating）

OVP/OCP

100μs ～ 3600s

保護機能作動+OVP/+OCP*1. 周囲温度 18 ℃～ 28 ℃において*2. 入力信号は規定する周波数範囲でクレストファクタ 3 以下の正弦波、測定時間は入力信号周期の 10 倍以上において

出力*3. 1 kHz 正弦波の波高値-OVP/-OCP

メモリ機能

OUTPUT-OFF

出力

ON

OFF

POWER
スイッチ

ON

ON

出力

ON

OFF

POWER
スイッチ

ON

保護機能作動OFF●プリセットメモリ
使用頻度の高い設定条件を保存します。メモリ数は

OVP/OCPCV モード、CC

POWER-OFF

モード共に 3 つです。保存される項目が、直流信号、交流信号に限定+OVP/+OCP

V-LIMIT/I-LIMIT
出力

されます。
●セットアップメモリ

保護機能作動

▶ V/I-LIMIT+V-LIMIT/+I-LIMIT-OVP/-OCP

一般的なメモリとして使用出来ます。基本的な設定項目の全てを保存

出力
保護作動点以上の電圧、電流を抑制。
（出力オフはしない）
出力
ON
OFF

することが出来ます。

OUTPUT-OFF
V/I-LIMIT
機 能 を 使POWER
用 す る こ と で、CV
-V-LIMIT/-I-LIMIT
ON
ONモ ー ド か ら I-LIMIT へ、CC

メモリ数は、モードに関係なく 10 の設定の保存が可能です。

モードから V-LIMIT へ自動的に切り替り、CV モードから CC モード、

スイッチ
出力

ON

ON

POWER
スイッチ
スイッチ

ON

OFF

V-LIMIT

出力ON
OFF
CC モードから
I-LIMIT CV モードの自動移行電源として使用することができ
POWER-OFF
POWER
ON
ON

CV/CC 選択機能

ます。

V-LIMIT/I-LIMIT

定電圧電源として使用する場合は CV モードへ、定電流電源として使用

保護機能作動

+V-LIMIT/+I-LIMIT

する場合は CC モードを選択下さい。電圧・電流の上下限は「V」または「I」

出力の± Limit 機能を用います。

-V-LIMIT/-I-LIMIT

V-LIMIT
I-LIMIT

出力

ON

ON

POWER
スイッチ

ON

ON

●過熱保護
本製品の内部温度が異常に上がった際に作動します。
本製品の動作周囲温度範囲を越えた環境で使用や、吸・排気口の周辺に充分なスペースが確保されていない状態で使用された場合等に本製品を保護します。

6

seriesIntelligent Bipolar DC power supply

ソフトスタート・ソフトストップ機能

出力電圧、電流モニタ

ソフトスタートは、出力をオフからオンにしたときに、出力の値がゼロ●電圧モニタから DC 設定値になるまで、ソフトスタート時間をかけて立上ります。
ソフトストップは、出力をオンからオフにしたときに、出力の値が DC
設定値からゼロになるまで、ソフトストップ時間をかけて立下ります。

後面パネル（J1 コネクタ）
0V から±定格に対して、0 ～± 2V●電流モニタソフトスタート／ソフトストップ時間の設定ができるのは DC 設定値の前面パネル（BNC 端子）

みです。ソフトスタート、ソフトストップ動作中に OUTPUT キーを押

0A から±定格に対して、0 ～± 2V

すと、動作を中止して出力がオフになります。

周波数特性 DC ～ 20kHz（-3dB)
後面パネル（J1 コネクタ）
出力オフ

出力

0A から±定格に対して、0 ～± 2Vの操作

外部コントロールDC●外部出力 ON/OFF
0t

OUTPUT
LED 消灯点灯

点灯●シャットダウン

ステータス信号出力

消灯

CV、CC、OUTPUT、ALARM を出力
ソフトスタート時間

ソフトストップ時間

外部信号入力（外部電圧コントロール）
出力オン
の操作

2 つの入力信号に対応しています。
●後面パネル（J1 コネクタ）DC 制御信号 0 ～約± 10V の外部電圧でファイン設定機能

内部信号源の直流信号が制御出来ます。

DC 設定値を微調整（増加、減少）出来ます。

Vext

入力範囲

+
COM

● PBZ20-20
CV：DC 設定値± 1.0000V

分解能 0.0001V

CC：DC 設定値± 1.0000A

分解能 0.0001A●前面パネル EXT SIG IN（BNC 端子）の入力信号
EXT SIG IN（BNC 端子）を入力信号とするバイポーラ増幅器の構成● PBZ40-10
CV：DC 設定値± 2.0000V

分解能 0.0001Vとなります。増幅器のゲイン、極性（反転、非反転）、およびオフセッ

CC：DC 設定値± 0.5000A

分解能 0.0001A

トが設定出来ます。最大許容入力電圧
ンス約 10k Ω

出力

コモン端子

± 12Vpeak  入力インピーダ

OUTPUT 端子の COM に接続。

外部信号入力（外部抵抗コントロール）
(＋)
(ー)

0

FINE 設定値

DC 設定値t

外部可変抵抗器で基準電圧の分圧比を替えることによって、内部信号源の直流信号が制御できます。CV モードでは電圧を、CC モードでは電流を制御できます。出力は外部抵抗による設定値、パネルによる DC 設
定値、およびリモートコントロールの設定値の加算値になります。

キーロック
3 つのレベルのキーロックがあります。
●OUTPUT キー、RECALL キー

Rext

10 kΩ

A,B,C キー（プリセットメモリー）以外の操作を禁止●OUTPUT キー以外の操作を禁止●全てのキー操作を禁止

温度感応型ファンモータ

（KEY LOCK(SHIFT ＋ LOCALL) キーは除く）
内部温度を検出して、ファン回転をコントロールしています。

リモートセンシング機能

インターフェース

リモートセンシングとは、負荷用電線の抵抗による電圧降下などの影響を低減して、負荷端の出力電圧を安定させる機能です。CV モードで使USB、GPIB、RS232C 標準装備。

用出来ます。

LAN（オプション）については P10 をご参照下さい。

片道で約 0.5V まで補償出来ます。負荷用電線の電圧降下が補償電圧を超えないように十分な電流容量の負荷用電線を選択して下さい。

7

仕

様

AC 入力・定格出力

PBZ20-20

PBZ40-10

公称入力電圧100V ～ 240Vac、50/60Hz

電圧、周波数範囲

90V ～ 250Vac、47Hz ～ 63Hz

電流

10Aac 以下（定格負荷時）

AC 入力

突入電流

40Apeak 以下

電力

900VA 以下（定格負荷時）

力率0.95（入力電圧 100V、定格負荷時）（TYP 値）

出力電力
定格出力

400W

出力電圧

± 20V

出力電流

± 20A

± 40V
± 10A

対接地電圧

DC500V 接地は COM 端子のみ可

定電圧（CV モード）
設定範囲
*1
直流電圧

PBZ20-20

PBZ40-10

バイポーラモード

0.000V 〜± 21.000V

0.000V 〜± 42.000V

ユニポーラモード

0.000V 〜 21.000V± 5% of rating

設定分解能0.001V（ファイン機能の設定分解能は 0.0001V）

設定確度 *2±（0.05% of setting ＋ 0.05% of rating）

温度係数±（100ppm/℃ of rating）（TYP 値）

0.0Vpp 〜 42.0Vpp

設定範囲 *1
交流電圧0.000V 〜 42.000V

ファイン機能0.0Vpp 〜 84.0Vpp
0.1V

設定分解能
設定確度 *3± 0.5% of rating

設定範囲
交流周波数

0.01Hz ～ 100.00kHz

設定分解能

0.01Hz

設定確度± 200 ppm

リニア、ログスイープ

100 μ s 〜 1000s（分解能 100 μ s）

スイープ時間

正弦波、方形波、三角波、任意波形（16 波）

種類
交流波形

0°〜 359°

開始位相

0.1% 〜 99.9%（f ＜ 100Hz）、1% 〜 99%（100Hz ≦ f ＜ 1kHz）
10% 〜 90%（1kHz ≦ f ＜ 10kHz）、50% 固定（10kHz ＜ f）

方形波 DUTY
周波数特性 *4

DC ～ 100kHz（TYP 値）

レスポンス *5 *6

3.5μs、10μs、35μs、100μs（TYP 値）

オーバーシュート
定電圧特性

リップル
ノイズ

5％以下（TYP 値）（p-p）*720mV（TYP 値）（rms）*82mV（TYP 値）

4mV（TYP 値）

負荷変動 *9±（0.005% of setting + 1mV）

電源変動 *10±（0.005% of setting + 1mV）

*1.

直流電圧と交流電圧を合わせたピーク値は直流電圧設定範囲内に制限*2.

周囲温度 18 ℃～ 28 ℃において*3.

周囲温度 18 ℃～ 28 ℃、1 kHz 正弦波、レスポンス 3.5 μ s、無負荷において*4.

外部信号入力電圧に対する出力電圧の振幅比が -3 dB になる周波数（基準周波数 1 kHz、レスポンス 3.5 μ s、定格負荷にて）*5.

立ち上が時間／立ち下がり時間（定格負荷にて、出力オン／オフを除く）。設定したレスポンスによる周波数特性になります（周波数帯域＝ 0.35 / 立ち上がり時間）。

*6.

立ち上がり時間：出力電圧を 0 V から定格電圧まで変化させたとき、出力電圧の変化が定格の 10 % から 90 % までの時間*7.

測定周波数帯域は 10 Hz ～ 20 MHz（出力端子において）*8.

測定周波数帯域は 10 Hz ～ 1 MHz（出力端子において）*9.

定格出力電流の 0 % ～ 100 % 変化に対する出力電圧の変動値（リモートセンシングを使用してセンシング端において）立ち下がり時間：出力電圧を定格電圧から 0 V まで変化させたとき、出力電圧の変化が定格の 90 % から 10 % までの時間*10. 公称入力電圧の± 10 % の変化に対する出力電圧の変動値（リモートセンシングを使用してセンシング端において）定電流（CC モード）
設定範囲
*1
直流電流

バイポーラモード
ユニポーラモード

PBZ20-20

PBZ40-100.000A 〜± 21.000A

0.000A 〜± 10.500V

ファイン機能± 5% of rating

設定分解能0.001A（ファイン機能の設定分解能は 0.0001A）

設定確度 *2±（0.3% of rating ）

温度係数
設定範囲 *1
交流電流±（100ppm/℃ of rating）（TYP 値）
0.0App ～ 42.0App

0.0App ～ 21.0App

設定分解能

0.1A

設定確度 *3±（0.5% of rating）

設定範囲
交流周波数

0.01Hz ～ 100.00kHz

設定分解能

0.01Hz

設定確度± 200 ppm

リニア、ログスイープ

100 μ s 〜 1000s（分解能 100 μ s）

スイープ時間

正弦波、方形波、三角波、任意波形（16 波）

種類
交流波形

0°〜 359°

開始位相

0.1% 〜 99.9%（f ＜ 100Hz）、1% 〜 99%（100Hz ≦ f ＜ 1kHz）
10% 〜 90%（1kHz ≦ f ＜ 10kHz）、50% 固定（10kHz ＜ f）

方形波 DUTY
周波数特性 *4
レスポンス
定電流特性

DC ～ 10kHz（TYP 値）

DC ～ 5kHz（TYP 値）

35μs、
100μs、
350μs、
1ms（TYP値）

70μs、
100μs、
350μs、
1ms（TYP値）

オーバーシュート
リップルノイズ（rms） *7

5％以下（TYP 値）
3mA（TYP 値）

負荷変動 *8±（ 0.01% of setting + 1mA ）電源変動 *9±（ 0.01% of setting + 1mA ）*1.

直流電流と交流電流を合わせたピーク値は直流電流設定範囲内に制限*2.

周囲温度 18 ℃～ 28 ℃において*3.

周囲温度 18 ℃～ 28 ℃、100 Hz 正弦波、レスポンス 35 μ s、出力短絡において*4.

外部信号入力電圧の振幅と出力電流の振幅比が -3 dB になる周波数（基準周波数 100 Hz、レスポンス 35 μ s、定格負荷にて）。
周波数特性は負荷インピーダンスによって変わります。負荷インピーダンスが増加すると周波数特性は低下します。

*5.

立ち上が時間／立ち下がり時間（定格負荷にて、出力オン／オフを除く）。立ち上り / 立ち下り時間は負荷インピーダンスによって変わります。

*6.

立ち上がり時間：出力電流を 0 A から定格電流まで変化させたとき、出力電流の変化が定格の 10 % から 90 % までの時間*7.

測定周波数帯域は 10 Hz ～ 1 MHz（定格出力電圧の 10 % ～ 100 % において）*8.

定格出力電圧の 10 % ～ 100 % に対する出力電流の変動値*9.

公称入力電圧の± 10 % の変化に対する出力電流の変動値（定格出力電圧の 10 % ～ 100 % において）立ち下がり 時間：出力電流を定格電流から 0 A まで変化させたとき、出力電流の変化が定格の 90 % から 10 % までの時間

8seriesIntelligent Bipolar DC power supply
測定表示機能PBZ20-20

PBZ40-10

測定範囲（分解能） 120% of rating（0.001V）
DC
AC
電圧測定

確度 *1

±（0.05% of reading ＋ 0.05% of rating）

温度係数±（100ppm/℃ of rating）（TYP 値）

インターフェース
共通仕様

AC、確度 *1, *2
DC ＋ AC
PEAK
PEAK
DC
AC

±（0.5% of reading ＋ 0.1% of rating）（5Hz 〜 10kHz）

SCPI Specification 1999.0 仕様に準拠

ハードウェアEIA232D 仕様に準拠。 D-SUB9 ピンコネクタ（オス）*1
ボーレート：1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
38400 bps
データ長 7 Bit または 8 Bit、ストップビット 1Bit または 2Bit、パリティビットなし
フロー制御 X-Flow/ なし

RS232C±（1% of reading ＋ 0.2% of rating）（10kHz 〜 50kHz）
プログラムメッセージ
ターミネータ±（2% of reading ＋ 0.2% of rating）（50kHz 〜 100kHz）

測定範囲（分解能） 120% of rating（0.01V）
確度 *1, *3±（0.5% of rating）

測定範囲

120% of rating（0.001A）

確度 *1±（ 0.3% of reading）

温度係数±（150ppm/℃ of rating）（TYP 値）

ハードウェア
GPIB

測定範囲（分解能） 120% of rating/CF（0.001A）

AC、
確度 *1, *2
DC ＋ AC±（10% of reading ＋ 1% of rating）（10kHz 〜 100kHz）

測定範囲（分解能） 120% of rating（0.01A）

PEAK

確度 *1, *3

測定時間

USB

±（0.5% of rating）
100μs ～ 3600s*1. 周囲温度 18 ℃～ 28 ℃において*2. 入力信号は規定する周波数範囲でクレストファクタ 3 以下の正弦波、測定時間は入力信号周期の 10 倍以上において*3. 1 kHz 正弦波の波高値

保護機能

PBZ20-20

PBZ40-10

保護動作 *1, *2

OVP または、V-LIMIT（出力制限）
OVP は出力オフまたは POWER スイッチオフを選択

設定範囲（バイポーラモード）

ー 22.0V 〜ー 0.2V
0.2V 〜 22.0V

ー 44.0V 〜ー 0.4V
0.4V 〜 44.0V

設定範囲（ユニポーラモード）

0.2V 〜 22.0V

0.4V 〜 44.0V

過電流保護プログラムメッセージ
ターミネータUSBTMC-USB488 デバイスクラス仕様に準拠

ハードウェアIEEE802.3 100Base-TX/10Base-T Ethernet  IPv4,RJ-45
コネクタ *2

LAN
通信プロトコル（工場オプション）
プログラムメッセージ
ターミネータ*1. ケーブルはクロスケーブル（ヌルモデムケーブル）を使用*2. カテゴリ 5、ストレートケーブルを使用

その他の機能シーケンス機能

ステップ数

トータル 1024 ステップ

ステップ時間100μs 〜 1000H（100μs step）
3 メモリー
10 メモリー保護動作 *1, *2

OCP または、I-LIMIT（出力制限）
OCP は出力オフまたは POWER スイッチオフを選択

設定範囲

ー 22.0A 〜ー 0.2A
0.2A 〜 22.0A

ー 11.0A 〜ー 0.1A
0.1A 〜 11.0A
0.1A

設定確度

± 1% of rating

保護動作

過熱検出時に出力オフ100W（TYP 値）

180W（TYP 値）

400W（TYP 値）

400W（TYP 値）

PBZ20-20

PBZ40-10

制御電圧入力約 0V 〜約± 10.0V で定格出力の 0% 〜± 100%

制御電圧比入力

10k Ωの外部抵抗で、内蔵している基準電圧の分圧比を替えることによって、定格出力の 0% 〜± 108%
出力オン／オフ用外部接点入力
POWER スイッチオフ用外部接点入力

キーロック

機能オン／オフ、CV モードで使用

電源投入時の動作設定

出力のオン、シーケンス機能の実行開始

ソフトスタート／ソフトストップ

機能オン／オフ、
ソフトスタート／ソフトストップ時間 0.1ms 〜 1000s

並列運転

同一機種 2 台まで（オプションの並列運転キットを使用）

一般仕様
環境条件

PBZ20-20

増幅器利得
外部信号入力PBZ40-10

CV モードー 20 〜＋ 20

ー 40 〜＋ 40

CC モードー 20S 〜＋ 20S

ー 10S 〜＋ 10S

設定分解能0.1（CV モード）、0.1S（CC モード）

設定確度 *1± 5% of rating

最大許容入力電圧
入力インピーダンス
端子
出力電圧
出力電圧確度
出力電圧周波数特性端子
入力電圧10k Ω（TYP 値）
BNC Safety Socket（コモンは出力の COM 端子に接続）
定格電流に対して 2V± 1% of rating（TYP 値）
BNC Safety Socket（コモンは出力の COM 端子に接続）
0.5 Vpp 〜 5 Vpp

ロック周波数範囲

10MHz ± 200Hz

出力電圧
出力インピーダンス
出力周波数
端子
入力レベル
極性
パルス幅
遅延
入力インピーダンス
端子
出力レベル

2s 以下
絶縁型 BNC（コモンはシャシから絶縁：対接地電圧は最大 42 Vpeak）

一次 ー シャシ間

接地連続性

一次 ー 出力端子間500Vdc、30M Ω以上（湿度 70%rh 以下）

出力端子 ー シャシ間

500Vdc、1M Ω以下

電源コード接続用
コネクタ、
接地ピン↔シャシ

25Aac、0.1 Ω以下

冷却方式

感熱可変速ファンによる強制空冷

安全性 *1

以下の規格要求事項に適合
IEC61010-1 Class I Pollution degree2

電磁適合性（EMC）*1
外形寸法（最大部）

以下の規格要求事項に適合
IEC61326-1
429.5W × 128（145）H × 550（595）Dmm

質量

約 22kg付属品

電源コード：1 本
J1 コネクタ（ソケット：1 個、保護カバー：2 組、端子：30 組）
重量物警告シール：1 枚
取扱説明書：1 冊標準価格（税込）¥690,000（¥724,500）*1. 特注品、改造品には適用されません

10MHz ± 200Hz
BNC（コモンはシャシに接続）
H レベル：2V 〜 5V、L レベル：0V 〜 0.8V（TTL 互換）
H レベル、L レベル
1 μ s 以上
1 μ s 以下
10k Ω（TYP 値）（DC 結合）
BNC（コモンはシャシに接続）
H レベル：2.7V 〜 5V、L レベル：0V 〜 0.4V（TTL 互換）
H レベル、L レベル
10 μ s（TYP 値）

端子

一次 ー 出力端子間1500Vac、1 分間にて異常なし

50 Ω（AC 結合）（TYP 値）

パルス幅
ファンアウトDC500Vmax
一次 ー シャシ間

1 Vpp（50 Ω終端時）（TYP 値）

極性
立上り、立下り時間

出力の COM 端子のみ接地可能

DC 〜 20kHz

1k Ω（AC 結合）（TYP 値）

端子ー 25 ～＋ 70℃ /90%rh 以下± 12 Vpeak

入力インピーダンス
ロック時間

0 ～＋ 40℃ /20 ～ 85%rh

保存温度・湿度範囲
対接地電圧*2. V-LIMIT（電圧制限）を選択した場合でも OVP が有効。OVP 作動点は約±（120 % of rtg）

屋内使用、過電圧カテゴリ II

動作温度・湿度範囲

接地極性

耐電圧

PBZ40-10

PBZ20-20
動作環境

絶縁抵抗

信号入出力

3 段階から 1 つを選択

リモートセンシング

CV モード、CC モード、出力オン、アラーム発生*1. 電圧は出力端子にて検出

トリガ出力

PBZ40-10
16 プログラムセットアップメモリー

ステータス入力

トリガ入力

PBZ20-20
プログラム数

プリセットメモリーシャットダウン入力

クロック出力VXI-11
受信時 LF or END、送信時 LF ＋ END

0.1V

出力オン／オフ制御入力

クロック入力

受信時 LF or EOM、送信時 LF ＋ EOM

デバイスクラス± 1% of rating

制御機能

電流モニタ
出力

1 〜 30USB2.0 仕様に準拠、通信速度 12Mbps（Full Speed）、
ソケット B タイプ

設定確度

バイポーラモード
電力制限（シンク電力） ユニポーラモード

内部信号源
直流信号制御受信時 LF or EOI、送信時 LF ＋ EOI

設定分解能

設定分解能
過熱保護

IEEEStd 488.2-1987 仕様に準拠
SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, DT1, C0, E1
24 ピンコネクタ（レセプタクル）

プログラムメッセージ
ターミネータハードウェア±（3% of reading ＋ 0.1% of rating）（5Hz 〜 10kHz）

PEAK

受信時 LF、送信時 CR/LF

プライマリアドレス

電流測定 DC ＋ AC 測定範囲（分解能） 120% of rating（0.001A）PBZ40-10

IEEEStd 488.2-1992

コマンド言語測定範囲（分解能） 120% of rating/CF（0.001V）

DC ＋ AC 測定範囲（分解能） 120% of rating（0.001V）

過電圧保護

PBZ20-20

ソフトウェアプロトコル

100ns 以下PBZ シリーズ 5 台
BNC（コモンはシャシに接続）*1. 増幅器利得を最大にして、DC において9

オプション■シーケンス作成ソフトウェア

Wavy［ウェーヴィー］
Wavy for PBZ NEW.......... 標準価格：60,000 円（税込 63,000 円）【動作環境】Windows 2000 ／ Windows XP ／ Windows Vista ／ Windows 7※詳細は当社ホームページをご覧ください。

PBZ シリーズの波形生成・シーケンス機能をさらに強力にするソフトウェア。
マウスを使ってお絵描き感覚＆表計算感覚で作成・編集ができます。

▲メイン画面▲任意波形編集画面● シーケンス動作に必要な試験条件データの作成・編集作業が容易となります。
● 試験条件データファイルの保存機能により、定型試験の条件管理が容易となります。
● 実行シーケンスの経過を「実行グラフ」上に設定値とカーソルで表示します。
● 実行中のモニタ値をプロットする「モニタグラフ」により直感的な実出力の観測が可能です。
● 取得したモニタデータは、試験結果として保存が可能です。
● 新たに「波形イメージ」ウインドウを追加しました。交流信号 (AC) の波形を簡単に把握できます。
● 任意波形の新規作成や編集が簡単に行えます。作成した任意波形をすぐに書き込んで出力できます。
● シーケンスのステップ項目の選択 / 未選択をサポート。ポーズ機能やトリガ機能、AC 波形等、必要に応じて選択できます。
● Wavy for PBX のデータを読み込めます ( 上位互換 )■縦置きスタンド■通信インターフェース■並列運転キット● LAN NEW ........................... 近日発売予定● VS01 NEW● PK01-PBZ NEW

コマンドはIEEE488.2 に加え、SCPI にも対応します。また計測器

標準価格：110,000 円（税込 115,500 円）

標準価格：35,000 円（税込 36,750 円）

ドライバ（当社WEB よりダウンロード）を利用してEXCEL VBA や■ スマートラックシステム

LabVIEW での制御、シーケンス作成ソフトウェア「ウェーヴィー

同一モデルの並列運転により大電流に対応します。
2 台までは通常オプションで、3 台〜 5 台のシステムにつきましては別途ご相談下さい。

（Wavy for PBZ）」でのシーケンス制御も可能です。さらにLAN イン
ターフェースを使用するとブラウザから電源の制御・監視ができます。

LAN インターフェースで電源をブラウザから制御・監視！
※PBZシリーズ本体は含まれません■ラックマウントブラケット● KRB3-TOS（インチサイズ）
標準価格：9,000 円（税込 9,450 円）● KRB150-TOS（ミリサイズ）
標準価格：11,000 円（税込 11,550 円）

10

写真は並列運転システムのイメージです。（要相談）★スマートラックシステムに関する詳細は別途お問い合わせ下さい。

series

リアパネル

Intelligent Bipolar DC power supply

37.25

4-φ5
(ゴム足取り付け穴)

4-M3ネジ穴(ネジ挿入最大深さ8mm)

29.25

70

425

55

37.25

355

4-φ30
(ゴム足径)

371

29.25

外形寸法図

MAX595
MAX20

429.5

550

70

30.1

517

27.9

128

MAX14523

8-M4ネジ穴 対面含む
（ネジ挿入最大深さ6mm）

単位 mm

11

【ご注意】■仕様、デザインなどは改善等の理由により、予告なく変更する場合があります。■価格には消費税等が含まれておりません。別途申し受けます。■諸事情により名称や価格の変更、また生産中止となる場合があります。■ご注文、ご契約の際の不明点等については弊社営業までご確認ください。また、ご確認のない場合に生じた責任、責務については負いかねることがあります。あ
らかじめご了承ください。■カタログに記載されている会社名、ブランド名は商標または登録商標です。■カタログに記載されている弊社製品は、使用に当たっての十分な知識を持った監督者のもとでの使用を前提とした業務用機器・装置であり、一般家庭・消費者向けに設計、製造された製品ではありません。■印刷の都合上、カタログに記載されている写真と現品に色・質感等での差異がある場合があります。■このカタログの内容について正確な情報を記載する努力はしておりますが、万一誤植、誤記等などのお気付きの点がございましたら、弊社営業所までご一報ください。

菊水電子工業株式会社
本社・技術センター 〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 1-1-3

TEL.（045）593-0200

首 都 圏 営 業 所 〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 1-1-3

TEL.（045）593-7530

東 北 営 業 所 〒 981-3133 仙台市泉区泉中央 3-19-1リシュルーブル ST

TEL.（022）374-3441

北 関 東 営 業 所 〒 336-0022 さいたま市南区白幡 5-3-3 ハーヴェスト浦和 1F TEL.（048）865-5010

12

東 海 営 業 所 〒 465-0097 名古屋市名東区平和が丘 2-143

TEL.（052）774-8600

関 西 営 業 所 〒 536-0004 大阪市城東区今福西 6-3-13

TEL.（06）6933-3013

九 州 出 張 所 〒 812-0039 福岡市博多区冷泉町 7-19 NR ビル

TEL.（092）263-3680● 2009 年 12 月発行● 2009121KCM21a