senospetRsizeaSF
allm
S
Datasheet Heimann Sensor Integrated Thermopile ModuleLens Optics plus External Aperture Type „HTIA-G“HTIA モジュールの一般・共通技術情報は下記資料に記載されております。
“Datasheet HEIMANN Sensor Integrated Module HTIA” .

動作条件
特性項目

Typical Value単位条件

電源電圧 VDD

4.5 .. 5 .. 5.5

V+Vs

電源電圧 VSS0V-Vs , ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

電源電流

1 .. 1.7 .. 2.2mA

無負荷

出力電圧レンジ

0.3 .. VDD-0.3

V

スタート時間 （POR後）Max. 0.5

sec

電源投入始動時間

出力抵抗< 10Ohm

f < 100Hz

出力負荷抵抗> 20kOhm

適切動作時

ｾﾝｻｰ受光素子

0.6 x 0.6mm²Type TP1

測定温度範囲-30 .. +1000°C

ご使用条件による増幅率

150 .. 5500

応答時間5msec

t/T = 63%

周囲温度出力 （ 25°C時）

1.225

V

出力 AOR

周囲温度出力感度15(10 .. 16)mV/°C

ﾘﾆｱｰ; 出力 AOR ; タイプ “U”(及びタイプ “C”)

動作温度範囲

-20.. 120°C

Managing Director
Dr. J. Schieferdecker
Reg. at District Court
Dresden HRB20692
VAT-ID DE813444739

Internet: www.heimannsensor.com
Mail: info@heimannsensor.com
Phone 49 (0) 6123 60 50 30
Fax
49 (0) 6123 60 50 39

Datasheet HTIA-G R02 Nov 2006 Page 1 of 6

HEIMANN Sensor GmbHGrenzstr. 22D-01109 Dresden
Rohrbergstr. 7D-65343 Eltville

出力 AOT, ご使用条件によるsenospetRsizeaSFallmS
Datasheet Heimann Sensor Integrated Thermopile ModuleLens Optics plus External Aperture Type „HTIA-G“
視野角ﾃﾞｰﾀ
項目

定格Min

TypMax

6810

視野角単位

条件

°

50% ｴﾈﾙｷﾞｰ点にて視野図

視野角 – 定義 及び ﾃｽﾄ条件

Managing Director
Dr. J. Schieferdecker
Reg. at District Court
Dresden HRB20692
VAT-ID DE813444739

Internet: www.heimannsensor.com
Mail: info@heimannsensor.com
Phone 49 (0) 6123 60 50 30Fax
49 (0) 6123 60 50 39

Datasheet HTIA-G R02 Nov 2006 Page 2 of 6

HEIMANN Sensor GmbHGrenzstr. 22D-01109 Dresden
Rohrbergstr. 7D-65343 Eltvilleseno
spetRsizeaSFallmS
Datasheet Heimann Sensor Integrated Thermopile Module
Lens Optics plus External Aperture Type „HTIA-G“フィルター特性項目

minimum

typicalmaximum

立ち上がり波長5.2µm

5.5µm

5.8µm

平均透過率 （7.5µm ～ 13.5µm）70%

平均透過率（ 可視領域 ～ 5µm ）

0.5%

10090
80
Transmission [%]7060
50403020100246810121416182022

Liability（責任・義務） ：英文のままとさせていただきますChanges or modifications at the product which haven't influence to theperformance and/or quality of the device haven't to be announced to thecustomers in advance. Customers are requested to consult with Heimann Sensor
representatives before the use of Heimann Sensor products in special applications
where failure or abnormal operation may directly affect human lives or cause
physical injury or property damage. The company or their representatives will not be
responsible for damage arising from such use without prior approval.
HEIMANN Sensor GmbHGrenzstr. 22D-01109 DresdenRohrbergstr. 7D-65343 EltvilleManaging Director
Dr. J. Schieferdecker
Reg. at District Court
Dresden HRB20692
VAT-ID DE813444739

Internet: www.heimannsensor.com
Mail: info@heimannsensor.com
Phone 49 (0) 6123 60 50 30
Fax49 (0) 6123 60 50 39

Datasheet HTIA-G R02 Nov 2006 Page 3 of 6

Wavelength [µm]

senospetRsizeaS
F
allmS
Datasheet Heimann Sensor Integrated Thermopile ModuleLens Optics plus External Aperture Type „HTIA-G“
基本構成図

ピン・部品配置-> 電源電圧 プラス側 (+5V)-> 電源電圧 マイナス側 (ｸﾞﾗﾝﾄﾞ, 0V)-> アナログセンサー出力-> アナログ周囲温度出力-> デジタル プログラミング 調整用-> 調整用コンデンサー （ Vdd ・Vss間用）-> ﾛｰﾊﾟｽﾌｨﾙﾀｰ追加用コンデンサー

HEIMANN Sensor GmbHGrenzstr. 22
D-01109 DresdenRohrbergstr. 7D-65343 EltvilleManaging Director
Dr. J. Schieferdecker
Reg. at District Court
Dresden HRB20692
VAT-ID DE813444739

Internet: www.heimannsensor.com
Mail: info@heimannsensor.com
Phone 49 (0) 6123 60 50 30
Fax
49 (0) 6123 60 50 39

Datasheet HTIA-G R02 Nov 2006 Page 4 of 6

Vdd :
Vss :
AOT:
AOR:
CM, SCLK :C1:
C2:

senospetRsizeaS
Fallm
S
Datasheet Heimann Sensor Integrated Thermopile ModuleLens Optics plus External Aperture Type „HTIA-G“
寸法図 基板 11x11Managing Director
Dr. J. Schieferdecker
Reg. at District Court
Dresden HRB20692
VAT-ID DE813444739

Internet: www.heimannsensor.com
Mail: info@heimannsensor.com
Phone 49 (0) 6123 60 50 30Fax
49 (0) 6123 60 50 39

Datasheet HTIA-G R02 Nov 2006 Page 5 of 6

HEIMANN Sensor GmbHGrenzstr. 22D-01109 DresdenRohrbergstr. 7D-65343 EltvillesenospetRsizeaSFallmS
Datasheet Heimann Sensor Integrated Thermopile ModuleLens Optics plus External Aperture Type „HTIA-G“寸法図Managing Director
Dr. J. Schieferdecker
Reg. at District Court
Dresden HRB20692
VAT-ID DE813444739

Internet: www.heimannsensor.com
Mail: info@heimannsensor.com
Phone 49 (0) 6123 60 50 30
Fax
49 (0) 6123 60 50 39

Datasheet HTIA-G R02 Nov 2006 Page 6 of 6

HEIMANN Sensor GmbHGrenzstr. 22D-01109 Dresden
Rohrbergstr. 7D-65343 Eltville