商品名

図面

熱電対・測温抵抗体
説明

温度コントロール・温度過昇防止用センサー
特長
電気ヒーターを使った加熱システムにおいて、温度を電気信号に変換します。温度センサー（熱電対・測温抵抗体）は、温度コントロールや温度過昇防止のために必要不可欠です。別売の温度指示調節計等の制御機器に接続してご使用ください。
1.
熱電対異種の金属を接触させると、温度に比例した起電力を生ずる(ゼーベック効果）を利用した温度センサー。
K 熱電対：
クロメル(Ni90% Cr10%)-アルメル(Ni97% Mn2.5% Fe0.5%）
J 熱電対：
鉄－コンスタンタン(Cu55% Ni45%)などがあります。また、これらの線は高価なため、延長する場合には専用の補償導線を用います。
2.
測温抵抗体
白金などの電気抵抗が温度に比例する性質を利用する温度センサ
ーです。材料はニッケルや白金が用いられます。
白金は特に精度が高く、温度係数 0.39%／℃、0℃で 100Ωに作られた素子は 100℃では 139Ωになります。

用途
温度コントロールや温度過昇防止のセンサーとして、ヒーターに取り付けることができます。応答性は落ちますが、一般に保護管を使うことで温度センサー(熱電対･測温抵抗体)を保護します。
小型小容量のヒーターで ON-OFF 制御をする場合などは、サーモスタット(T1R-L など)がコストパフォーマンスに優れますが、加熱物の温度に加えてヒーター表面温度の過昇防止に備えたり、サイリスタ制御でより高効率・高精度に温度コントロールしたりする場
合には、熱電対・測温抵抗体を用います。

図１ センサー基本外形図（※表 1 の在庫品 3 種のスリーブ長は 28mm）仕様
シース長さ ：min.30 ㎜-max.2000 ㎜で任意の長さ
シース径：φ3.2 が標準ですが下記でも可能です。
熱電対 ：φ0.15、0.25、0.5、1.0、1.6、2.3、3.2、4.8、
φ6.4、8.0
測温抵抗体：φ1.6、3.2、4.8、6.4、8.0
3 スリーブ長さ：45 ㎜（※表 1 の標準在庫品は 28mm）
4 シース材質 ：SUS316（φ0.25、φ0.5 はインコネル）
5 補償導線長さ：150mm~（測温抵抗体はリード線）
6 端子：M4 Y 型圧着端子
熱 電 対：2 個（＋・－)
測温抵抗体：3 個(A・B・B')
7 センサーの種類：K・J・Pt100Ω等（表 2 参照）
8 補償導線・リード線材質：表 5 より選択ください。
9 測温接点の種類：非接地型
10 標準使用温度範囲：表 2 参照
11 スプリング：標準はスプリングなし。補償導線保護用スプリングを補償導線根元に取付できます。
12 絶縁方式 ：熱電対がシース型、測温抵抗体が保護管型です。
（表 8 参照）
12

型番説明

TK2-3.2/300-G/1m-S-C/R1/4
取付部サイズR1/4・R3/8 等(C 型,B 型）
5K10A 等(F 型)
取付方法
C：ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ(図2)
B：ブッシング (図 3)
F：フランジ (図 4)
S：スプリング付
1m：補償導線・ﾘｰﾄﾞ線長
補償導線・ﾘｰﾄﾞ線材質
G：ガラス編組被覆
V：ビニール被覆
S：シリコーン被覆
F：フッ素樹脂被覆
300：シース長さ 300 ㎜
3.2：シース径 Φ3.22：クラス 2（熱電対）
B：クラスB（測温抵抗体）
TK：種類(表 2 による)

写真

写真 1 シース入りセンサー

防滴キャップ付の場合の型番

TK2-3.2/300-C/R1/4-G

種類
表 1 型番表（標準在庫品）
型番

ﾀｲﾌﾟ

ｼｰｽ部寸法補償導線

階級

K Φ3.2×L200 ｶﾞﾗｽ編組被覆 2m ｸﾗｽ 2
K Φ3.2×L200 ｶﾞﾗｽ編組被覆 3m ｸﾗｽ 2
K Φ3.2×L200
ﾋﾞﾆｰﾙ被覆 2m ｸﾗｽ 2
表 2 センサーの種類
標準使用 補償導線
型番
センサー 種 類
温度範囲 (リード線)
TK 熱電対K0～750℃
青TJ 熱電対J0～650℃
黄TPt 測温抵抗体 Pt100Ω 0～250℃
灰TJPt 測温抵抗体 JPt100Ω 0～250℃
灰TK2-3.2/200-G/2m
TK2-3.2/200-G/3m
TK2-3.2/200-V/2m

G：防滴キャップ付(図6,7)
取付部サイズR1/4・R3/8 等(C 型,B 型）
5K10A 等(F 型)
取付方法
C：ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ(図2)
B：ブッシング(図 3)
F：フランジ(図 4)300：シース長さ 300 ㎜※B・F 付のときは挿入長
3.2：シース径 Φ3.2
2：クラス 2（熱電対）
B：クラスB（測温抵抗体）
TK：種類(表 2 による)

取付方法

防滴キャップ⚫

リード線の接続部分を滴から保護します。
ダブルエレメントのときや太い径の場合はキャップサイズが大きくなります。

コンプレッションフィッティング（型番 C）
ソケットなどにねじ込んで任意の位置で固定できます。押
さえネジを締めつけてコッター（中玉・標準材質 Bs）をつぶすことにより気密性を保ちます（ただし圧力がかかる場所では使用できません）。一度締めつけるとネジ位置の変更はできません。コッターの標準材質は Bs です。

図 6 防滴キャップ ブッシング付
図2 コンプレッションフィッティング
表 3 コンプレッションフィッティングと適用シース径
ネジの呼び
適用シース径

⚫

⚫

R 1/8

φ1.0、1.6、2.3、3.2、4.8

R 1/4

φ1.0、1.6、2.3、3.2、4.8、6.4、8.0

R 3/8

φ3.2、4.8、6.4、8.0

R 1/2

φ3.2、4.8、6.4、8.0、10.0

R 3/4

φ3.2～12.0

図 7 防滴キャップ フランジ付

ブッシング（型番 B）
シースにブッシングを溶接。R・G、1/8・1/4・3/8・1/2・3/4 があります。ナット・ワッシャー・パッキンは付属しておりません。付属希望の際はお申し付けください。

図 3 ブッシング
フランジ（型番 F）
フランジは、JIS5K10A が標準です(15A・20A・25A もあります）。

特注品
1. 測温抵抗体はマイナス温度も測定できますが、防湿対策が必要となります。
（－196℃まで）
2. 1 本のシースに 2 個のセンサーを入れたダブルエレメントタイ
プも製作できます。
（熱電対ではシース外径がφ1.6 以上、白金測温抵抗体ではφ3.2 以上の場合に限る）
3. シースパイプのない電線タイプ（デュープレックス）の熱電対もあります。
4. スリーブの温度が 80℃以上になる場合、「高温用」として製作する必要があります。
5. 薬液用にフッ素樹脂を被覆またはコーティングしたタイプもあります。
6. サニタリー仕様（バフ加工/ヘルールフランジ等）もあります。
7. 端子部は Y 端子の他に丸端子やコネクター等も対応できます。
8. 接地型も製作できます。

補償導線・リード線
表 5 補償導線・リード線被覆の種類

図4 JIS 規格フランジ

種類

型番

耐熱温度

ビニールV

※80℃

ガラス編組

G

150℃

シリコーン

S

180℃

フッ素樹脂

F200℃

※測温抵抗体のリード線はビニール被覆の場合、耐熱 60℃です。

表 4 フランジサイズ

表 6 補償導線の色
種類

呼び圧力・径 D C d t
5K10A(3/8)
75 55 12 95K15A(1/2)
80 60 12 95K20A(3/4)
85 65 12 105K25A(1)95 75 12 1010K10A(3/8) 90 65 15 1210K15A(1/2) 95 70 15 1210K20A(3/4) 100 75 15 1410K25A(1)125 90 19 14K 熱電対

J 熱電対
図 5 JIS 規格フランジ

規格外被覆極性＋極性－

JISC1610-1981

青赤白

JISC1610-2012

緑緑白

JISC1610-1981

黄赤白

JISC1610-2012

黒黒白※標準は JISC1610-1981（=JIS C1610-1995 の区分 2）です。
JISC1610-2012（=JIS C1610-1995 の区分 1）は特注品です。

シース型熱電対の構造

シース型熱電対の常用限度（参考値）

通常用いられるのはシングルエレメント（1 素子）タイプです。
ダブルエレメント（2 素子）タイプは、ヒーターコントローラー以外にお客様での温度モニタ用などに使われます。ダブルエレメン
トは、熱電対の場合シース外径がφ1.6 以上から可能です。

表 9 シース材質と常用限度（温度℃）
種類

1.0

1.6

3.2

4.8

SUS310S

650

650

750

900 1000 1050

SUS316

650

650

750

800

インコネル

650

650

750

900 1000 1050

ESUS316

650

650

750

800

800

800

JSUS316450450650750

750

750T

SUS316300

300350350350350

表 7 シース型熱電対の寸法
シースの外径Ｄ素線(ｴﾚﾒﾝﾄ)の外径ｄ シース肉厚 重 量
ｔg/m
シングル ダブル

1.00.2

－0.15

4.5

1.6

0.32

0.24

0.2

12

3.2

0.53

0.3

0.4

41

4.8

0.77

0.53

0.5

88

6.4

1.14

0.76

0.6

157

8.0

1.3

0.96

0.7

235

シース外径 φ

シース材質

K

6.4

800

8.0900★常用限度：空気中において連続使用できる温度の限界温度（使用状況により異なる場合がありますので、設計の参考値として下さい。
）

熱電対・測温抵抗体の階級、許容差について
熱電対の標準はクラス 2、測温抵抗体の標準は B 級です。
表10 熱電対・測温抵抗体の温度許容差種類階級

測定温度許容差-40℃以上 375℃未満±1.5℃

375℃以上 1000℃未満

測定温度の±0.4%-40℃以上 333℃未満±2.5℃

333℃以上 750℃未満

測定温度の±0.75%-167℃以上 40℃未満±2.5℃-200℃以上-167℃未満

測定温度の±1.5%-40℃以上 375℃未満±1.5℃

375℃以上 1000℃未満

測定温度の±0.4%-40℃上 333℃未満±2.5℃

333℃以上 750℃未満

測定温度の±0.75%

A級-±(0.002×[t]+0.15)℃

B級-±(0.005×[t]+0.3)℃

ｸﾗｽ 1
K

ｸﾗｽ 2

ｸﾗｽ 3
図 8 シース型熱電対の構造
ｸﾗｽ 1
J

絶縁方式

ｸﾗｽ 2

熱電対の標準はシース型、測温抵抗体の標準は保護管型です。
シース型は保護管型と比べ応答性が速く屈曲性があります。

呼 称

表 8 絶縁方式（保護管内部）
形 状

Pt100Ω

注 意
保護管型

シース型

防湿型

1. 温度センサーの補償導線・リード線は、必ず受信計器の端子に接続し、電源端子には接続しないでください。
誤って接続するとセンサーやケーブルが発熱し、火傷や火災あるいは爆発の原因となります。
2. シース温度センサーはその外径の 3 倍以上の半径で曲げ加工が可能ですが、戻すと破損します。また現場で、曲げ加工をする場合は 5 倍以上の半径で曲げてください。シース測温抵抗体の先端部には抵抗素子が入っていますので、先端から 100mm は絶対に曲げないでください。保護管タイプは曲げられません。
3. 端子への導線接続時に極性の確認を十分行ってください。
4. 温度センサーを高温や低温で使用する場合、感温部が常温近傍になるまでは安易に触れないでください。^じゃ