シナガワ

乾式ガスメータ

DRY GAS METER
軽量、コンパクト、そして簡単操作
信頼と実績を誇る、シナガワの積算流量計

DC型
大流量・設置用 .....................DS型
中圧用 ............................DSH型
中高圧用 .....................D-NM型
実験・環境測定・携帯用 ........
For experimentation, environmental measurement

For large flow

For middle pressure

For high pressure

当 社 は 、認 定 基 準として I S O / I E C 1 7 0 2 5を用 い 、認 定 スキームを
ISO/IEC17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。
JCSSを運営している認定機関（IA Japan）
は、アジア太平洋認定協力機構（APAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。
当社校正技術部は国際MRA対応JCSS認定事業者です。
JCSS0126は当社校正技術部の認定番号です。

乾式ガスメータ原理・構造図

入The principle and structure of dry gas meters

口から入ったガスが計量室に充満すると、ガス圧（ガス入口と出口T

he meter is divided into four measuring chambers, by twodiaphragms. Gas flows into a chamber, moving thediaphragm due to differential pressure. The chambers are alternately connected to inlet or outlet, by a slide valve which moves
with the diaphragms. The diaphragm movement is conducted to
an integrating counter via a rotary crank, showing the volume
passing through the meter.

側の圧力差）を受けダイアフラムが移動、排気・吸気を切換えるスライドバルブの働きで、２つのダイアフラムで仕切られた４つの計量室を順次通り出口から排出されます。２つのダイアフラムは回転クランクにて１／４行程の位相差を持ち、その往復運動数をクランク軸から積算機構に伝え、積算流量値を指示します。
入口（IN）（VALVE）
バルブ
カウンタ

12 3 4 5
A室（COUNTER）

B室
ダイアフラム（DIAPHRAGM）

リンク機構
MOVINGMECHANISM（出口（OUT））

DC型 …………………… 実験・環境測定用

For experimentation, environmental measurement

主要材質

ケース： ポリブチレンテレフタレート（PBT）＆ ポリカーボネート（PC）
ダイアフラム： テトロン基布ヒドリンゴム（CHC+NBR）
積算部： 黄銅 ＆ ポリアセタール樹脂（POM）（DC−1C, 2C）

内器： ポリフェニレンサルファイド（PPS）＆ステンレス鋼（SUS）（DC−5C）

内器： アルミ合金ダイカスト ＆ 亜鉛メッキ鋼板 ＆Materials
All models :Casing : Polybutylene terephthalate (PBT) andpolycarbonate (PC)
Diaphragm : Polyester cloth with hydrin rubber (CHC+NBR)Counter parts : Brass and polyacetal resin (POM)

DC-1C/2C : Inner parts : Polyphenylene sulfide (PPS) and stainless steel
DC-5C : Inner parts : Aluminium alloy die casting, zinc-coated steel
plate and stainless steel

圧 力 損 失使用圧力範囲使用温度範囲Pressure loss
Operating Pressure Limit
Operating Temperature Limit

精度（再現性）：±0.3％（標準偏差値）※全流域※計測環境により変化

320Pa
0kPa to 10kPa-10℃ to 50℃

Accuracy(Repeatability): ±0.3% (Standard deviation)※Changes depending on the measurement situation

DC-2C-M※マノメーターはオプションです。
型式
Model

測定範囲
Measuring Range

計量室容量(L)
Diaphragm Capacity

指針1回転(L)One Revolution

最小目盛(mL)
Minimum Scale

接続ゴム管内径Connecter

質量(kg)
Weight

DC-1C
DC-2C
DC-5C

0.16〜18.3L/min(10〜1100L/h)
0.16〜33.3L/min(10〜2000L/h)
0.83〜83.3L/min(50〜5000L/h)

0.7
0.7
1.2

11
105550φ 92.52.53.9外形寸法（単位mm）（Dimensions）

型式

W1W2

Model

DC-1
DC-2
DC-5W3IN

LH150150
176258258309(-M type)

9090130174
174
199

235
235
264

W2W3

φ19

記号構成 Symbols

OUT
W1① ー□② C□−③ □④DC□H●Da型発信器はオプションです。
●Pulse output can be installed.
●マノメーターはオプションになります。 ●Manometer can be installed.

φ13① 発信器記号 Pulse output
Ａ： A型本質安全防爆用
Ａ： Explosion-proof pulse output
Da： Da型
Da： Regular pulse output
ナシ： 無し Blank: Without② 最大流量 Maximum flow rate
1/2/5（Aタイプは5のみ）(A-type is only 5)③ オプション Options
o： 脱脂仕様 o：Degreased④ オプション Options
M： 1.8kPa U字マノメータ
M： 1.8kPa manometer
D： デジタル温度計取外
D： Without digital thermometer
Z： 積算リセット機能付
Z： Resettable Counter

DS型………大流量・設置用 DSH型………中圧用
For large flow

For middle pressure

主要材質 (DS-1.6〜-16の場合) ケース： アルミ合金ダイカスト(ADC12)＆亜鉛メッキ鋼板(SPG 2D)(DS-25〜-160の場合) ケース： 亜鉛メッキ鋼板(SPG 2D)
内 器： アルミ合金ダイカスト＆亜鉛メッキ鋼板＆ポリアセタール樹脂
ダイアフラム： テトロン基布ヒドリンゴム(CHC+NBR)
その他： 黄銅(Niメッキ)＆ステンレス鋼(SUS)＆ポリカーボネート

Materials DS-1.6～−16 :Casing : Aluminium alloy die casting (ADC12) and zinc-coated steel plateDS-25～−160 :Casing : Zinc-coated steel plate
All models : Inner parts : Aluminium alloy die casting, zinc-coated steel plate and polyacetal resin
Diaphragm : Polyester cloth with hydrin rubber (CHC+NBR)
Other parts : Nickel-coated brass, stainless steel and polycarbonate (PC)DS型
使用圧力範囲Operating Pressure Limit
0kPa to 20kPa
使用温度範囲Operating Temperature Limit-5℃ to 40℃

DSH-6型

使用圧力範囲使用温度範囲Operating Pressure Limit
Operating Temperature Limit

0kPa to 50kPa-5℃ to 60℃

Operating Pressure Limit
Operating Temperature Limit

0kPa to 100kPa-5℃ to 60℃

DSH-10型
使用圧力範囲使用温度範囲

DS-6A
測定範囲
Measuring Range

計量室容量(L)
Diaphragm Capacity

最小目盛(L)
Minimum Scale

標準パルスレート(L/P)
Pulse Rate

圧力損失(Pa)
Pressure loss

接続ガス管
Gas Tube

0.16 〜 26.6L/min(0.01 〜 1.6 m3/h)
0.37 〜 41.6L/min(0.02 〜 2.5 m3/h)
0.5 〜 66.6L/min(0.03 〜 4 m3/h)
0.66 〜 100 L/min(0.04 〜 6 m3/h)
1.16 〜 166 L/min(0.07 〜 10 m3/h)
1.66 〜 266 L/min(0.1 〜 16 m3/h)
2.5 〜 416 L/min(0.15 〜 25 m3/h)
5 〜 666 L/min(0.3 〜 40 m3/h)
6.66 〜1083 L/min(0.4 〜 65 m3/h)
10 〜1666 L/min(0.6 〜 100 m3/h)
16.6 〜2666 L/min(1.0 〜 160 m3/h)
0.66 〜 100 L/min(0.04 〜 6 m3/h)
1.16 〜 166 L/min(0.07 〜 10 m3/h)

0.60.91.7
1.744920204040
1.7
40.2
0.2
0.2
0.2222202020
20
0.22

0.1
0.1
0.1
0.1
111
101010
100.1
1220
220
220
300
300
300
300
300
300
300
400
300
300

20A 3/4B
20A 3/4B
20A 3/4B
20A 3/4B
32A 1 1/4B
32A 1 1/4B
50A 2B
50A 2B
50A 2B80A 3B80A 3B
20A 3/4B
32A 1 1/4B

●ゴム管接続可能です。
（オプション）●Rubber tube connection is available as an option●標準パルスレート以外をご希望の際はお問い合せ下さい。 ●Please contact us regarding pulse rate options

外形寸法（単位mm）（Dimensions）
型式
Model

口金中心距離Distance between inlet/outlet center

幅W

高さ
H1

高さ
H

奥行
D

奥行
D2

質量(kg)
Weight

130
130
130
220
220
320
380
130
200

174
174
195
300
417
513
639
195
300

219
240
269
341
452
573
728
262
341

279
299
330
421
534
655
841
323
421

173
178
196
253
421
474
559
200
252

94
102
120
167
367
423
519
130
184

455.3
1125
39
73.5
4.9
12.7

DS-1.6A
DS-2.5A
DS-4A,-6A
DS-10A,-16A
DS-25A
DS-40A,-65A
DS-100A,-160A
DSH-6
DSH-10DH

DS-1.6A
DS-2.5A
DS-4A
DS-6A
DS-10A
DS-16A
DS-25A
DS-40A
DS-65A
DS-100A
DS-160A
DSH-6
DSH-10

H1

型式
Model

精度
（再現性）
：±0.3％（標準偏差値） Accuracy(Repeatability): ±0.3% (Standard deviation)※Changes depending on the measurement situation※全流域 ※計測環境により変化

D2
記号構成

Symbols① ー□② A □−③ □④
DS ( H ) □DS-6A-TM

DS-6A-TS

指針・マノメータ・温度計付
With pointer, manometer, thermometer

指針・温度・圧力センサ取付用金具付（センサ類は別売です）
With pointer, mounting brackets for temperature/pressure sensor(Sensors are sold separately)※耐蝕仕様：Ceも手配可※Corrosion resistant uses Ce① 発信器記号 Pulse output
A： A型本質安全防爆用（水素ガス対応）
A： Explosion-proof
Da： Da型（拡大） Da: Regular (magnified)
ナシ： 標準装備 Blank: Regular② 最大流量 Maximum flow rate
1.6/2.5/4/6/10/16/25/40/65/100/160③ オプション Options
o： 脱脂仕様 o: Degreased④ オプション Options
Ｔ： アナログ指針付 T: Analogue pointerＭ： 3.6kPa U字マノメータ・棒状温度計取付
Ｍ： With 3.6kPa manometer and rod thermometer
Ｓ： 温度・圧力センサ用取付金具付
Ｓ： With mounting brackets for temperature and pressure sensors
Ｒ： ゴム管 R: Rubber tube joint
Z ： 積算リセット機能付 Z: Resettable Counter
ナシ： ガス管（標準） Blank: Gas pipe joint (standard)

D-NM型 …………………………中高圧用For high pressure

主要材質

ケース： 配管用炭素鋼鋼管（SGP）
内器ケース： アルミダイカスト合金（ADC12）
ダイアフラム： テトロン基布ヒドリンゴム（CNC＋NBR）
伝達部： シール方式マグネットカップリング

Materials
D-NM-2~15 : Internal casing : Aluminium alloy die casting (ADC12) andzinc-coated steel plate
D-NM-30~120 : Internal casing : Zinc-coated steel plate
All models : Outer casing : Carbon steel
Diaphragm : Polyester cloth with hydrin rubber (ECO+NBR)
Transmission unit : Sealed system with magnetic coupling
圧 力 損 失 Pressure loss
使用圧力範囲 Operating Pressure Limit
耐圧 Maximum Pressure Tolerance

使用温度範囲 Operating Temperature Limit
測定範囲
Measuring Range

計量室容量(L)
Diaphragm Capacity

0.16 〜 33.3L/min( 10 〜 2000 L/h)
0.33 〜 116.6L/min( 20 〜 7000 L/h)
3.33 〜 250 L/min( 200 〜 15000 L/h)
〜 500 L/min( 600 〜 30000 L/h)
1016.6 〜 833 L/min(1000 〜 50000 L/h)
33.3 〜 2000 L/min(2000 〜 120000 L/h)

0.6
1.7492040型式
Model

D-NM-2A
D-NM-7A
D-NM-15A
D-NM-30A
D-NM-50A
D-NM-120A

最小目盛(L) 溶接フランジ
Minimum Scale
JIS10K

0.20.2222020

精度（再現性）：±0.3％（標準偏差値）※全流域※計測環境により変化●パルス発信器はオプションです。
●Pulse output can be installed.

20A
25A
32A
50A
65A
80A

200Pa
-0.097MPa to 0.97MPa
1.45MPa-5℃ to 40℃
外形寸法
Dimensions(mm)

質量(kg)
WeightW320 D322 H 354
W380 D379 H 421
W400 D474 H 544
W530 D476 H 599
W750 D641 H 690
W880 D810 H1030

284995110
160
350

Accuracy(Repeatability): ±0.3% (Standard deviation)※Changes according to the measurement situation.

Optional functions and Accessories

STFデジタルカウンタ
STF Digital Counter

SUSインテリジェントカウンタ
SUS Intelligent Counter

温度センサ Temp. Sensor
指示計 Indicator

キャリーケース
Carrying Case

圧力計
Pressure Gauge

圧力センサ
Pressure Sensor

1.8kPa U字管マノメータ（DC型用）
1.8kPa Manometer

本質安全防爆バリヤシステム
Explosion-proof pulse system

お客様へのお願い・ご注意------O2・H2等一部のガス組成分での使用は、特別仕様になります。
------詳しい仕様・材質・使用条件、修理・校正のお問い合わせは営業部にご連絡下さい。
------性能向上のため予告なく外観・仕様などを変更することがあります。

Notice and Request------Gases consisting of e.g. O2 or H2 will require special configurations------Please contact us about specifications, repair or calibration------Specifications are subject to change without prior notice〒206−0811 東 京 都 稲 城 市 押 立 8 6 3 番 地
TEL 042−378−2210㈹ FAX 042−378−2216
E-mail：shinagawa@shinagawa-net.co.jp

URL：http://www.shinagawa-net.co.jp
CAT.2020/08-300