ゲートモニター設置例（発光体）を使用し、 エネ経年酸化劣化しないCsIシンチレータ ルギーピークが立つ唯一の放射能探知機です。

クリスタル系放射能探知機

クリスタルとプラスチックの違い

三基型

クリスタル（CsI）発光体プラスチック（ＰＶＴ）発光体（シンチレータ）は酸化劣化します。
有機化合物であるＰＶＴ発光体の酸化劣化の程度（Ｃ）は、設置時（Ａ）と現在（Ｂ）のＢＧを比較するだけで簡単に計算できます。(（Ａ－Ｂ）÷Ａｘ１００＝Ｃ％） 発光体が酸化（＝電子放出）しながら劣化するということは、発光効率（探知感度）が日々落ちることを意味します。（右下グラフ参照）１０年、２０年後にストーンと落ちる訳
ではありません。尚、落ちた感度を元に戻すこと（還元）はできません。また、ＰＶＴの酸化は、ハウジング内への不活性ガス注入によっても抑えることはできません。
弊社の日本における一号機は、設置してから既に１５年経過していますが、ＢＧは、今日でも設置当初と同じ数値を示しています。

Cs137

ガンマ線

BG低減装置取付可能 （実用新案）

探知領域の下限は何kｅＶにすべきか。
ＰＶＴ発光体使用の探知機は、比重が１.０３と非常に軽い為に、できるだけノイズを拾わない様に、エネルギー電位が１００kｅＶ以上のガンマ線しか探知できない様に設定されています。それ故、上記のエネルギーピークが、５９.５kｅＶであるＡｍ２４１は、ＰＶＴ発光体使用の探知機では探知できないことになります。弊社は、２０kｅＶ以上から（ＩＡＥＡ＆ＵＮ指定）を探知領域としていますので、Ａｍ２４１から直接放射される放射線も、金属スクラップに当たり発生するコンプトン散乱も、どちらもトータル及びチャンネルアラーム両方で拾える様に設計してあります。

大型CsI
発光体内蔵

グラップル取付例

発光体（実1005101520

設置時からの経過年数【発光体の性状比較】

EU（欧州連合）

25*100 ＝ バックグランド(BG)値**120380621℃70℃

エンヴィテック株式会社／ENVITECH Co., Ltd 〒１０８－００７３ 東京都港区三田四丁目８番３６号 TEL：03-5419-8500

10020600有無

http://www.envitech.co.jp

102030時間
註：出典…国際原子力機関・EU委員会・国際連合共同作成資料より引用

***

4020

放射性物質が混入していない場合
400

アラーム限界値水準に達せず8060

高密度スクラップ

低密度スクラップ***50 ＝ トレーラー侵入時のBG値

1008040UN
IAEA（国際連合） （国際原子力機関）

半永久的
10年

120

アラーム

12060

上記三つの国際機関が要求する技術仕様を満たしています。

無機
10030（新品時） 有機140

バスタブ効果発光効率 化学分類 融点（軟化点） 発光体の寿命 資産価値

比重1) クリスタル：CsI（Na）： 4.51ｇ/㎝
32) プラスチック：PVT ： 1.03ｇ/㎝**120 ＝ アラーム限界値（通常は130～140に設定してあります。）

トラックOUT

トラックIN*1000例）

0

BG低減装置取付不可能▲コンプトン散乱により核種の特定不可能

3020

ガンマ線
90度探知型

エネルギーピーク立たず

放射線のエネルギースペクトル（keV）のピークの変動による探知機能（チャンネルアラーム：特許取得済）も、トータルアラームとは別に機能する様になっています。

板状のプラスチック発光体は有機化合物ですので、気温の変化、雨、風によって酸化劣化します。
鋼板の温度が60度を超える様な夏のヤードでは、ガンマ線の探知率が発光効率の差以上に悪くなります。

Cs137 & Co60

計数率(CPS)

発光効率（％）※CsI(Na)を100とする。

プラスチック（PVT）発光体

80

PVT

BG低減装置取付可能 （実用新案）▲エネルギーピークが立つ事により核種の特定可能

発光体の面積と探知能力とは比例するものではありません。
これも、良く誤解される点です。発光体の面積が大きければ大きい程、ノイズをより多く拾うことになり、かえって探知感度は悪くなります。何故なら、ノイズ（低エネルギーの電磁波）を多く拾うということは、アラームが鳴る閾値を上へ押し上げることになり、相対的に、探知能力が下がることになるからです。
また、放射線は線源から均一に球状（４πｒ２）に広がる性質がありますので、発光体の表面積は小さくとも、比プラスチック発光体の発光効率の低下
重が高く、発光効率が高い発光体であれば、発光体の形を円筒形にして放射線の一部を直接又はコンプトン散乱で探知すれば良いからです。第三機関の手による発光効率実地テストにおいても、理学部系の比較表同100
様に、弊社のＣｓＩ発光体の実質発光効率はＰＶＴ発光体の３.３倍あると実証されています。（右のグラフ及び右CsI 発光体（実例）下の比較表参照）

電炉メーカーさんは、放射能探知の最後の砦です。

発光体にCsIというレアメタル（無機結晶体）を使用していますので温度変化の影響を受けず、半永久的に使用できます。
エネルギーピークが立ちますので、核種の特定（同定）が出来ます。

270度探知型

皆さんは正しい説明を受けておられますか？
ＰＶＴ発光体使用の探知機で、放射線量（Ｓｖ／ｈ）を計算できません。
ＰＶＴ発光体使用の探知機は、エネルギーピークが立ちませんので、探知したガンマ線の個数にある係数を掛けて放射線量を計算しているだけです。その上、その数値は、探知した全てのガンマ線がＣｓ１３７であったらという奇妙な前提条件が付いています。これでは、Ｃｓ１３７より低いエネルギーの放射線源の場合には大き過ぎる放射線量となります。弊社の探知機では、各電位のエネルギーピークを３０秒間集計した後に放射線量の数値として出力される様になっています。

Ａｍ２４１探知に関して。
ＰＶＴ発光体は次項の理由で、ＩＡＥＡ（国際原子力機構）やＵＮ（国連）が探知を義務付けたＡｍ２４１（５９.５kｅＶ）を探知できないという欠点があります。Ａｍ２４１を、探知機ハウジングの表面に近づけた時だけアラームが鳴るというのは、テストに使用した試料から放射されるガンマ線が、直接光電子増倍管の中のフィラメント（金属）に当たり、電子を発生させた為と推察されます。Ａｍ２４１は、PVTを使った探知機を使用していた、フィンランドの電炉メーカーで２００６，７，８年及び２０１２年と４回も、溶解・廃炉事故を起こした放射線同位体です。我国でも今日では、鋼板の厚さ計、水計、硫黄計など、フィンランドの事故と同等の放射数量(ＧBｑ)のＡｍ２４１を使用した測定器が、２，０００台ほど（平成15年度の文部科学省の統計資料より推測）国内に設置されています。

トンネル
効果

Co60

40

05101520253035

チャンネルアラーム20

放射性物質が混入していた場合（1）400

放射性物質が混入していた場合（2）05101520253035

他社製：アラーム作動⇒

他社製：アラーム鳴らず⇒通過⇒事故

弊社製：アラーム作動⇒

弊社製：チャンネルアラーム作動⇒（国際特許取得済）（出典：原子力百科事典 ATOMICA）
プラスチックであるために製作と加工が容易かつ大型のものの製作が可能なので、有機シンチレータとして非常に有用であるがガンマ線には適さない。

プラスチックシンチレータ（発光体）の欠点

国内電炉メーカー様での実績
ヤマトスチール様；2セット（2016年）、 東京製鐵岡山工場様；1セット（2017年）

40