最 終 鑑 査 支 援 装 置 バレ ラ

「 安 心・安 全 」を 担 保 す る 鑑 査 シ ス テ ム

調剤

安心・安全と効率を両立！
これまで 調 剤 薬 鑑 査 の 最 終 時 点 は 、先 生 方 の目 視 に 頼って いました 。しかし、2015年7月、すべての医療用医薬品の調剤包装単位へGS1データバー表示が義務化されたことにあわせ、ユヤマでは、このGS1データバーを利用した処方内容と薬品の機械的なチェックを可能にした装置を開発しました。さらに薬品種だけでなく、各PTPシート毎の重量マスタを持たせることで、重量による数量チェックも可能

最終鑑査（）に。ただ 、それ だけでは 、繁 忙な業 務に負 荷 がかかるだけでなく、患 者 様をこれまで以上にお待たせしてしまうことになりかねません。そこで、通常の１薬袋あたりの薬品数調査が、もっとも効率的に最終鑑査が行えるように、４薬品を同時に４つの天秤（重量センサー）で秤量できる様にしたのです。

《上位システムとの連動について》
薬 剤 業 務 支 援システムY U N i C O MあるいはN S I P Sにて、各 社レセコンとの連動が可能。

投薬

処方データ

各メーカーレセコン※ジャーナルプリンターはオプションです。

01Compact

SafetyEfficient02

6つの特長コンパクトサイズに高機能を凝縮

省スペース・コンパクト設計
他社に類を見ないコンパクト化・卓上化を実現！
限られ た 調 剤 ス ペ ー スに お い て 、レイアウト
フリーという効果は業務効率の向上にも繋がります。
また、タブレットパソコン内蔵なので、置き場に困るパソコン本体も不要です！

●本体サイズ 幅40.5cm ×奥行26cm×高さ53.7cm（カメラユニット含む）※バーコード、ジャーナルプリンタ除く本体サイズ

4つの電子天秤搭載 PAT.
天秤部（ ※ 1 ）を4箇所設けることで、最大4薬品まで同時（ ※ 2 ）に計測が可能。同じ薬品を2箇所に載せて、合計重量を計測することも可能です。
（重量による錠数の鑑査対象薬品は、PTPシートのみ。）

❶❷

❸

❹

※1．ロードセルによる重量計測、法定検定は不要。
※ 2 ．1薬品毎に計測、一度に複数薬品の計測は不可。
５薬品以上の鑑 査 時は、４薬 品 鑑 査 後（ 撮 影 終 了後 ）５薬 品目を画 面で選択し、該当薬品のＧＳ１データバーをスキャンした段階で、秤量皿のデータがリセットされ、新たに計測が可能になります。

用途拡大、大皿アダプター

PAT.

4 つ の 天 秤 部 に 大 皿 アダ プター を 載 せ ることで 、1つの天秤として使用が可能となります。
1つの小皿で計測できない大量の場合や、散薬分包品の総重量鑑査時に活躍します。
また、別の天秤を用意する必要もなくなります。
※ 大 皿アダプターの 秤 量は、最 大 6 0 0 gまで（ 小 皿は1 枚あたり最 大 2 2 0 gまで ）。 ※ 5 k g 以 上 の 薬 品を載 せると秤 量 できなくなる場合があります。※鑑査薬品の置き場所が偏っている場合、ワ ー ニングが 表 示され る場 合 が あります 。 ※ 分 包 品 以 外 にもシロップ、エンシュア、シップ剤等の画像撮影時に使用できます。

03

大皿アダプター

取引証明以外用＊本機は錠剤の個数、散薬の包数を鑑査するための装置です。
質量計として使用することはできません。

Compact

SafetyEfficient

タブレット端末による操作
機器操作として11．
6インチのワイドタブレットパソコンを搭載。ボディフラットで、スマホでお馴染みのタップ、ピンチイン・アウト、フリックでの画面スライドなど、より直感的な操作を行うことができます 。薬 品 の 切り替えも画 面 選 択のみのカンタン操作で効率よい運用が可能。
また、曲線を多用したボディで、拭き取りなどのお手 入れがしや すくメンテナンス性にも配 慮されたデザインを採用。

画像撮影機能を搭載
WEBカメラを標準搭載。鑑査結果を上部よりWEBカメラ画像として自動撮影します。画像が保存されていることで、調剤へのトレーサビリティ強化に繋がります。
バ ーコ ード 識 別 から の 目 視 で 鑑 査 を 行った
場 合は手動で撮影し、画像を保存することができます。保存期間は３ヶ月（約70,000枚）可能。

薬袋単位での鑑査が可能
ユヤマ薬局システム（YUNiCOM）と連動して、バーコード印字された薬袋をBarreraでスキャニング。当 該 薬 袋に入れる薬 品が画 面に表 示されます。画面上の薬品をスキャンして個別の天 秤 に 投 入 すると、処 方 にない 薬 品 、薬 袋 に入れるべきでは無 い 薬 品をエラー 音 、エラー
画 面でお知らせします 。これにより、万が一の薬 袋 入れ 間 違 いを防 止します 。⇒ 個 別の数 量チェックは目視で行い完了。

04

鑑 査 手 順

全ての調剤薬鑑査を支援
鑑査手順1鑑査手順

PTPシート薬品
鑑査する処方データを選択、決定（GS1データバーあり）

2

散薬一包化薬品鑑査する処方データを選択、決定（GS1データバーなし）

鑑査する処方データを選択、決定

秤量皿を大皿に切替（鑑査する薬品を決定
画面選択もしくは該当薬品のGS1データバーを読み取る）

重量鑑査を行う場合
任意の秤量皿に載せる（重量鑑査による自動錠数判定）

鑑査する薬品を決定（画面選択）※GS1データバー記載の同薬品シートや箱を用意して読み取り鑑査する分包品のQRコード※をスキャンし、薬品情報を呼び出す

重量鑑査を行わない場合
目視鑑査により錠数を入力

大皿アダプターに載せる（総重量鑑査による自動判定）

取引証明以外用＊本機は錠剤の個数、散薬の包数を鑑査するための装置です。質量計として使用することはできません。

OK結果を撮影（自動もしくは手動）

撮影画像

拡大撮影画像

鑑査終了
05

鑑査手順

3

鑑査手順

4

鑑査手順

5

錠剤・錠散混合分包品

外用薬、点眼薬、水剤、軟膏つぼ等

バーコードなし薬品

鑑査する処方データを選択、決定鑑査する処方データを選択、決定鑑査する処方データを選択、決定鑑査する分包品のQRコード※をスキャンし、薬品情報を呼び出す

エンシュア、経腸栄養剤などの重量物や外用剤、注射薬キットも画像呼び出しによる照合が可能になります。

投薬画像記録システムEVINOTE（ユヤマ製）のように画像記録を行うことで、トレーサビリティを向上させることができます。

鑑査する薬品を選択し、GS1データバーをスキャンし、薬品情報を呼び出す

目視鑑査により分包されている薬品を確認
目視鑑査により数量を確認

分包された錠剤の登録されている画像表示と目視で確認する。
（鑑査支援）

画像記録を行う場合
OK結果を撮影（手動）撮影

撮影画像

画像記録を行わない場合鑑査終了

撮 影 なしで 鑑 査 終了（ 簡 易鑑 査 ）※ Q Rコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。
※ P X . NET、JSD.NET、PX Tabにて印字します。

06最 終 鑑 査 支 援 装 置

仕バレ ラ

様
商 品 名

最終鑑査支援装置型

YS - CCS - 01

式

Barrera（バレラ）

外形寸法

本体 ： 幅405 × 奥行260 × 高さ537（カメラユニット含む）（mm）

本体 ： 幅380 × 奥行260 × 高さ345（カメラユニット除く）

本体質量

13．
5kg（パソコン含む）

秤

各天秤MAX220g × 4（大皿アダプター搭載時MAX 600g）

量

消費電力
操作画面サイズ

連動機能

100VA（MAX）
11．
6 inch タッチパネルモニター（タブレットパソコン）

フタ閉

フタ開

オプション
（風防）

単位（mm）

上位システム連動YUNiCOM、NSIPS準拠、各種レセコン連動（Melphin、パナ、EM、シグマ、ユニケ、他 ※1）

付属品

バーコードリーダー、小トレイ4枚、大トレイ1枚

オプション

風防（風除け）

625※1 詳細は弊社営業担当へお問い合わせください。

※2 このカタログに掲載されている薬品ロゴは、各製薬会社の登録商標です。

取引証明以外用＊本機は錠剤の個数、散薬の包数を鑑査するための装置です。
質量計として使用することはできません。
372（設置例）

420

NSIPS ®とは、日本薬剤師会が提案する薬局向けコンピュータシステム間の連携システムです。
（商標登録大 阪 本 社
東 京 本 社
カタログの掲載内容は2024年1月現在のものです。
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

第5214610号）〒 5 61 - 0 8 41 大 阪 府 豊 中 市 名 神 口 1 丁 目 4 番 3 0 号
TEL.（ 06 ）6868-5155（代） FAX.（ 06 ）6868-5154（代）〒13 0 - 0 012 東 京 都 墨 田 区 太 平 2 丁 目 1 0 番 1 0 号
TEL.（ 03 ）3829 -9511（代） FAX.（ 03 ）5611-2011（代）
ユヤマのホームページはこちら！
！

無償プレゼント実施中！
「開局でお手伝いできること」「無菌製剤室を作ろう！」

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

世界各国のユーザー様の活用事例はこちら！
！

（株）ユヤマJQA-QM5424（株）湯山製作所

240101