GTR-04G の簡易操作説明書（通常計測動作）2016/03/14 ジオテクサービス株式会社
１．本体の説明(注意 1：設定ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁの１番＝OFF：計測ﾓｰﾄﾞの説明です。警報ﾓｰﾄﾞは一般説明書を参照)

ｱﾅﾛｸﾞｾﾝｻ接続方法②パルス入力端子③センサ 1～4 入力端V+

12V電源ﾌﾟﾗｽ側

子

S+

信号出力ﾌﾟﾗｽ側

S-

信号出力ﾏｲﾅｽ側

GND

12V電源ﾏｲﾅｽ側①液晶表示器
表示切替ﾎﾞﾀﾝ

④GPS ｱﾝﾃﾅ端子
GPS 動作 LED⑤表示ランプ
電源 ON：点滅

コネクタ⑨RS-485 通信端子

計測中：点灯⑩接点入出力端子⑥SD ｶｰﾄﾞｿｹｯﾄ
※使用時以外はｶｰﾄﾞを挿さない※ｶｰﾄﾞが挿入中は表示切替不可。
⑦操作スイッチ⑧設定スイッチ⑪12V 電源端子２．センサ値の表示[上段] 日付時刻

ﾊﾞｯﾃﾘ電圧(V)①初期画面
次回の計測時刻を表示

１２／１７ １６：２４ １２．６
ＮＥＸＴ ＞１７：００[上段]表示 CH 現在電圧値(mV)

現在変換値②[表示切替]ボタンを押すたびに、
１

１～４ＣＨとﾊﾟﾙｽｶｳﾝﾀの値を表示

１２５０――――＋１５０．５mm＋１２３．５mm[下段]リセット後の変化量
Ｐ＝PulsCount

ﾊﾟﾙｽｶｳﾝﾄ数0～999999 回

Ｐ
1９９９９９９H

２ L

接点入力の状態 CH=1～2 Ｈオン／Ｌオフ
先頭画面に戻る(3 分以上操作がないと自動復帰)
注２：電圧以外の表示の内容（計測間隔や、換算計数、桁数、単位は SD カードで設定する。

1

３．データのカード回収①SD カードを挿入し、[データ回収]ボタンを１回押す。
データ回収用カード[データ回収]ボタンを 1 回軽く押す②SD カードに以下の名前で、データがコピーされる。
“04G01001-161217-125959.csv”（機種名 04G－機械番号－日付－時刻．拡張子 csv）
③このファイルを、メモ帳やワードパッドで開くと以下のように表示される。
[先頭のタイトルとカンマ区切りの CSV 形式データ]⇒エクセル開くと表形式になる;No,Date,Time,Volt1(mV),Volt2(mV),Volt3(mV),Volt4(mV),Battery,Pulse,In1, 中略 ,Speed
00147,2016/09/30,10:30:58,1047,993,0,0,131,93,0, 中略 ,3752.8111,N,13901.2719,E,1.8,50.900148,2016/09/30,10:31:00,1047,993,0,0,131,93,0, 中略 ,3752.8244,N,13901.2627,E,2.0,50.6※先頭はデータ連番00001～20000。古いデータは上書きされる。
⇒各項目の意味は、巻末の【参考１：データ項目一覧表】を参照。

４．時計合わせ設定用ディップスイッチの[4 番を ON の状態で電源投入]すると、時刻を設定ができる。
①現在の日付(西暦年、月、日)と時刻（時、分）が表示され、変更箇所に”VV“が表示される。
②数値を変更する必要があれば[右：リセット]ボタンを何回か押して希望の値に設定する。
③次の項目に移るには、[表示]ボタンを１回軽く押すと VV マークが移動する。
④秒の設定が終わったら、最後に[表示]ボタンを 1 回押す日時が設定される。
⑤最後に、ディップスイッチの[4 番を OFF に戻す]。
[VV]マークは[表示]ボタンを押すたびに右に移動（前には戻れない）。
ＶＶ
２０１６／１２／１７ １６：２４
４番 ON で電源投入
数値は[リセット]ボタンを押すたびに増加

５．初期値リセット②[リセット]ボタンを 5 秒長押しすると、変化量の初期値リセットを行うことができる。
①先頭の日時画面でリセット->1～4 の全 CH とカウンタが全てリセットされる。

②各 CH の表示画面でリセット ->表示中の CH だけがリセットされる[上段]表示 CH 現在電圧値(mV)
１１２５０――――

現在変換値＋１５０．５mm＋１２３．５mm①[表示切替]ﾎﾞﾀﾝを押し CH を選択(Ｐ：ﾊﾟﾙｽｶｳﾝﾄ数をゼロにﾘｾｯﾄ)[下段]初期値からの変化量：ﾘｾｯﾄすると一旦ゼロになる（注 3：特定の数値を指定する場合は@SV コマンドで設定を書込む）
2

６．設定のカード書き込み
ロガーの動作条件は SD カードから設定ファイルで書き込むか、RS-485 通信で行う。
①データ回収を行うと、計測データと一緒に、現在の設定情報が保存される。
GTR-04G-SET-04G01006-.txt（機種名 GTR-04G-＋SET＋機器番号.txt）②メモ帳等のテキストエディターで、変更箇所を打ち変える。
例： 計測時間間隔を 60 分から 10 分に変更

@IW60,0,2 →@IW10,0,2③このファイルを「GTR-04G-SET.txt」というファイル名前で SD カードに保存する。
（又は、ファイル名を変更-リネーム）③ロガーにカードを差込、[設定書込]ボタンを 3 秒以上押す。
設定ﾌｧｲﾙ GTR-04G-SET.txt の入ったカードを挿入[設定書込]ボタンを 3 秒以上長押し④設定がうまくいけば、上記で打ち込んだ文字が一瞬、表示され、OK が表示される。
設定内容が間違っていれば、一旦画面が停止し、警告の「ピー」という音が鳴る。
===========================================================================【参考１】回収データの各項目の意味（数値例は傾斜計 GIC-45S を接続した場合）
項目形式

数値例

意味

データ連番

99999900148

00001～20000 番

Date

日付

YYMMDD

130612

西暦 2 桁表示

Time

時刻

HHMMSS

130000

24 時間表記

Volt1～4(mV)

センサ測定電圧Ｘ±10000ｍV+2703

電圧ｍV 単位×4CH 分

Battery

バッテリ電圧(V)

999127

0.1V 単位

Pulse

パルスカウント(回)

99999999

2035

Max10Hz,最大超過 1 に戻る

In1～2

接点入力状態

0/1

10:オフ/1:オン

Alarm

警報判定状態

0/1

00:オフ/1:オン

Out

警報接点出力状態

0/1

00:オフ/1:オン

TimeOut

時報接点出力状態

0/1

00:オフ/1:オン

Now1～4

物理量への変換値Ｙ±9.999～9999＋1.03°

変換式 Y=(X-A)×B＋C 計算

Change1～4

初期値からの変化量Ｚ±9.999～9999＋0.03°

Z=（X－初期ﾘｾｯﾄ値)×B＋C±9.999～9999＋0.03°/h

Z の時間（1～60 分）変化

Time Change1～4 時間変化量

ΔＺ/h

127=12.7V【GPS 記録時】
Latitude

緯度

ddmm.mmmm

3715.0000

dd 度mm.mmmm 分

N/E

北緯／南緯

N/S

N

N:北緯／S:南緯Longitude

経度

dddmm.mmmm

13820.0000

dd 度

E/W

東経／西経

E/W

E

E:東経／W:西経

Elevation

高度-999999.910.5

海抜高度(m)

Speed

速度9999.915.8

単位 km/hmm.mmmm 分3【参考２】設定ファイルの内容例：工場出荷時には、以下のような内容がロガーに書き込まれている。
@IW60,0,2

計測時間間隔 60 分、ｾﾝｻ給電 2 秒@RM0,1

自動計測 １＝ON@SW1,0,"mV"

１CH 小数点以下 0 桁 単位ｍV

@SW2,0,"mV"

２CH 同上@SW3,0,"mV"

２CH 同上@SW4,0,"mV"

４CH 同上@SK1,0,1000,0

１CH 変換係数 Y=(X-0)×1＋０@SK2,0,1000,0

２CH 同上@SK3,0,1000,0

３CH 同上@SK4,0,1000,0

４CH 同上@AS60,60,0

警報判定 60 秒間隔、60 分前比較、警報リアル出力@UL1,-9999,9999,-9999,9999 1CH 時間変化警報無し、初期値変化警報無し@UL2,-9999,9999,-9999,9999 ２CH 同上@UL3,-9999,9999,-9999,9999 ３CH 同上@UL4,-9999,9999,-9999,9999 ４CH 同上@DO0------------------------

警報接点出力 0：自動
先頭//は設定書き込みパス：コメント扱い//@SV1,0

１CH 変化量計算の初期値=0（ﾘｾｯﾄﾎﾞﾀﾝで自動設定）//@SV2,0

２CH 同上//@SV3,0

３CH 同上//@SV4,0

４CH 同上//@KM"04G01006-"

機器番号（回収データのファイル名になる）//@TO0,0

時報出力 無し//@G190,5,0

GPS データ取得待ち 90 秒、５回連続データ確認//@GA000000

GPS 自動時刻補正の実行時間（000000＝行わない）※設定ファイルの詳細は、本ロガーの説明書をご覧ください。

【参考３】設定ディップスイッチの機能番号

設定ディップスイッチの機能

OFF 時

ON 時

1

警報判定モードの動作選択

通常ﾛｶﾞｰ

警報判定ﾛｶﾞｰ2

未使用（将来予備）－－

3

GPS 連続動作モードの選択

GPS 休止GPS 連続動作

4

手動時計合わせ動作選択

通常動作

時計合わせ

5～8

RS-485 通信のアドレス選択

→別表参照

アドレス
0：無し
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

5
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON

6
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON

7
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON

8
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON

4