Digital Blood Pressure Monitor
Model UA-767NFC
Instruction Manual
Original

Manuel d’instructions
Traduction

Manual de Instrucciones
Traducción

Manuale di Istruzioni
Traduzione

BedienungsanleitungÜbersetzung

1WMPD4002380E

Sommaires
Chers clients...............................................................................................................................1
Remasrques préliminaires........................................................................................................2
Précautions ................................................................................................................................2
Nomenclature ............................................................................................................................4
Symboles....................................................................................................................................5
Mode opératoire.........................................................................................................................7
Utilisation de l’appareil...............................................................................................................8
Mise en place / Remplacement des piles ....................................................................8
Branchement de l’adaptateur secteur ..........................................................................8
Branchement du tuyau d’air ..........................................................................................9
Configuration et réglage de l’horloge de l’appareil ......................................................9
Notes relatives à l'horloge intégrée............................................................................ 10
Choix du brassard ....................................................................................................... 11
Mise en place du brassard ....................................................................................... 12
Comment faire des mesures correctes..................................................................... 12
Pendant la mesure...................................................................................................... 12
Après la mesure .......................................................................................................... 12
Les mesures ........................................................................................................................... 13
Mesure normale .......................................................................................................... 13
Mesure avec la pression systolique désirée............................................................. 14
Consignes et observations pour une mesure correcte............................................ 15
Fonction Near Field Communication (NFC)......................................................................... 16
Affichage des données en mémoire.......................................................................... 16
Commutation du réglage de la mémoire................................................................... 17
Transmission des données en mémoire................................................................... 18
Transmission des données de mesure..................................................................... 18
Qu’est ce qu’une rythme cardiaque irrégulier? .................................................................... 19
Indicateur de progression du gonflage

19

Pression sanguine.................................................................................................................. 19
Qu'est-ce que la pression sanguine? ........................................................................ 19
Qu'est-ce que l'hypertension et comment la contrôler?........................................... 20
Comment mesurer la pression sanguine chez soi?................................................. 20
Classification de la tension selon l’OMS ................................................................... 20
Variations de la pression sanguine............................................................................ 20
Résolution des problèmes ..................................................................................................... 21
Entretien .................................................................................................................................. 22
Fiche technique....................................................................................................................... 22

Chers clients
Félicitations pour l’achat de ce tensiomètre électronique A&D de dernière génération. Cetappareil est l’un des appareils les plus avancés techniquement parmi ceux disponibles à
ce jour. Conçu pour faciliter son utilisation et augmenter sa précision il vous donnera auquotidien des mesures précises de la pression sanguine.
Lisez ce manuel entièrement et soigneusement avant d’utiliser l’appareil pour lapremière fois.
Français 1

Remasrques préliminaires
Cet appareil est conforme à la directive européenne 93/42 CEE relative aux dispositifs. (0123 fait référence à l’organisme notifié ayant
médicaux et porte le marquage
certifié le produit)
L’usage de cet appareil est réservé aux adultes.
Lieu d'utilisation : L'appareil est destiné à une utilisation dans un environnement
domestique de soins de santé.
Cet appareil est conçu pour mesurer la tension artérielle et la fréquence cardiaque despersonnes dans un objectif de diagnostic.

Précautions
Cet appareil est équipé de pièces de précision. C'est pourquoi il faut éviter de l’exposer
à de fortes températures, une humidité extrême et au soleil. De même il faut éviter leschocs et le protéger de la poussière.
Nettoyez l’appareil et le brassard avec un chiffon doux et sec, ou un chiffon légèrement
humidifié avec de l’eau et un détergent neutre. N’utilisez jamais d’alcool, du benzène,
de diluant ou autres produits chimiques pour nettoyer l’appareil ou le brassard.
Evitez de tordre le brassard ou de laisser le tuyau trop plié pendant de longues
périodes ce qui pourraient avoir une influence néfaste sur la durée de vie des pièces.
Veillez à ce que les bébés et les enfants en bas âge ne s’étranglent pas avec letuyau.
Ne tordez pas le tuyau d’air pendant la mesure. La pression continue du brassard
pourrait vous blesser.
L'appareil et le brassard ne sont pas imperméables. Evitez de les mouiller avec del'eau, de la transpiration ou la pluie.
Les mesures peuvent être faussées si l'appareil est utilisé près d'un poste de télévision,
un four à micro ondes, des appareils à rayon X ou tout autre appareil dégageant deforts champs électriques.
L'appareil usé, les pièces et les piles ne doivent pas être jetées comme les déchets
ménagers ordinaires, elles doivent être traitées conformément à la législation en vigueur.
Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur, assurez-vous qu'il peut être facilement retiréde la prise électrique si nécessaire.
Lorsque vous réutilisez l'appareil, vérifiez qu'il est propre.
Ne modifiez pas l'appareil. Cela pourrait l'endommager ou provoquer des accidents.
Pour mesurer la tension artérielle, le bras doit être suffisamment pressé par le brassard
afin de bloquer temporairement la circulation sanguine dans l'artère. Cela peut provoquer
une douleur, un engourdissement ou une marque rouge temporaire sur le bras. Cet étatsurvient particulièrement si la mesure est répétée de manière successive. Les douleurs,les engourdissements ou les marques rouges disparaissent avec le temps.
Une mesure trop fréquente de la pression sanguine peut nuire au flux sanguin. Si
vous utilisez l’appareil à plusieurs reprises, assurez-vous que l’utilisation del’appareil n’entrave pas la circulation sanguine de manière prolongée.
Veuillez consulter un médecin avant d’utiliser cet appareil si vous avez subi une
mastectomie.
Français 2

Ne laissez pas d’enfants utiliser l’appareil par eux même et n’utilisez pas l’appareildans un endroit où il se trouve à portée d’enfants en bas âge.
L’appareil comporte de petites pièces qui risqueraient d’étouffer les enfants enbas âge s’ils venaient à les avaler.
Les dispositifs de communication sans fil, tels que les dispositifs réseau à domicile,les téléphones mobiles, les téléphones sans fil et leurs stations de base, lestalkies-walkies peuvent affecter ce moniteur de pression sanguine. Une distanceminimale de 3,3 mètres doit donc être observée pour ces dispositifs.

Contre-indications
Vous trouverez ci-après des précautions destinées à l'utilisation appropriée de l'appareil.
N'appliquez pas le brassard sur un bras sur lequel un autre équipement médicalélectrique est fixé. L'équipement pourrait ne pas fonctionner correctement.
Les personnes victimes d'une insuffisance circulatoire grave au niveau du bras doivent
consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter tout problème médical.
N'effectuez pas vous-même de diagnostic des résultats de la mesure et necommencez pas de traitement vous-même. Consultez toujours votre médecin pourune évaluation des résultats et du traitement.
N'appliquez pas le brassard sur un bras portant une blessure non guérie.
N'appliquez pas le brassard sur un bras recevant un goutte-à-goutte intraveineux ou
une transfusion sanguine. Cela pourrait provoquer des blessures ou des accidents.
N'utilisez pas l'appareil en présence de gaz inflammables tels que des gaz
anesthésiants. Cela pourrait provoquer une explosion.
N'utilisez pas l'appareil dans des environnements à forte concentration d'oxygène, tels
qu'une chambre à oxygène sous haute pression ou une tente à oxygène. Cela pourrait
provoquer un incendie ou une explosion.

Français 3

Nomenclature
Marque d’index

Connecteur alimentation
secteur

Tuyau d’air

Plage d’accord appropriée

Zone de communication

Marque d’index
Marque deposition de l’artère
Prise de connexion d’air

Bouton START

Connecteur d’air

Affichage

Logement des piles

Bouton de l’horloge
BoutonCouvercle logement des piles
Piles 1,5 V(R6P, LR6 ou AA)

Partie d’Affichage

MEMOIRE

Indicateur de progression
du gonflage

Pression systoliquePression diastoliqueSymbole du cœurPouls

Indicateur de rythme
cardiaque irrégulier

Affichage de l’horloge
Symbole de l’horloge

Indicateur des piles

Français 4

Symboles
Symboles imprimés sur l’appareil
SymbolesSYS
DIA
PUL/minIP
SN

Fonction / Signification
Pour allumer ou éteindre l’appareil
Pression systolique en mmHg.
Pression diastolique en mmHg.
Pouls: nombre de pulsations cardiaques par minute.
Repères pour installer les piles
Courant continu
Type BF: L’appareil, le brassard et les tubes isolants ont été conçus demanière à fournir une protection particulière contre les chocs électriques.
Dispositif Médical conforme à la directive européenne 93/42 CEE
Mandataire Européen
FabricantDate de fabrication
Symbole de protection internationale
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
Numéro de série
Consultez le manuel/la brochure d'instructions
Polarité du connecteur de courant continu
Conserver au sec

Symboles affichés à l'affichage
SymbolesFonction / Signification
Action recommandée
Cet indicateur apparaît lorsque la mesure
L’appareil est en train deest en cours. Il clignote quand lesmesurer; restez calme.
pulsations cardiaques sont détectées.
Cet indicateur apparaît en cas de détectiond’un rythme cardiaque irrégulier.
Il est susceptible de s’allumer lors de ladétection d’une très faible vibration telle
qu’un frissonnement ou un tremblement.
Les mesures précédentes conservées
dans la MEMOIRE.

Français 5

Symbols
SymbolesFonction / Signification
Action recommandée
PILE PLEINE
Indicateur de tension des piles
pendant la mesure.
PILE FAIBLE
Remplacer toutes les piles par desneuves quand cet indicateur
Indicateur de tension des piles
clignote.
pendant la mesure.
Apparaît en cas de fluctuation de Recommencez la mesure. Restez
la pression due à un mouvement parfaitement tranquille pendant lamesure.
pendant la mesure.
Apparaît si la difference entre lapression systolique(tension
maxima) et la pression
diastolique(tension minima) est
inférieure à 10 mmHg.
Apparaît lorsque la pression
Attachez le brassard correctement,n’augmente pas pendant leet recommencez la mesure.
gonflage du brassard.
Apparaît lorsque le brassard n’est
pas attaché correctement.
La pression n’est pas détectéecorrectement.

Communication impossible.

Il est possible que l’appareil decommunication soit incliné ou situé
hors de la zone de communication
de l’appareil. Tenez le symbole decommunication de l’appareil decommunication compatible NFC à
proximité de la zone decommunication de l’appareil jusqu’à» s’affiche.
ce que «Tentative de transmission desdonnées en mémoire lorsque le Réglez la mémoire sur 100.
réglage de la mémoire vaut 0
S’affiche lors de la procédure deréglage de l’horloge

Français 6

Mode opératoire
1. Mesure normale

Appuyez sur le bouton START . La pression sanguine est mesurée.

2. Fonction mémoire
Si le réglage de la mémoire vaut 100 :Cet appareil stocke en mémoire les 100 dernières mesures.
Lorsque le nombre de mesures dépasse 100, les données les plus
anciennes sont effacées automatiquement et les données les plus récentes
sont stockées.
Si le réglage de la mémoire vaut 0 :Cet appareil ne stocke aucunes données en mémoire.

3. Suppression de toutes les données en mémoire
Assurez-vous que l'appareil affiche l'horloge.
Appuyez de manière prolongée sur le bouton .
s'affiche. Après un moment, il commence
Le symbole
à clignoter, puis s'efface.
Toutes les données stockées en mémoire sont alorseffacées.
Note : cette opération efface toutes les données stockées
en mémoire. Vous ne pouvez pas sélectionner lesdonnées à effacer.

4. Mesure avec la pression systolique désirée

Voir la page 13 pour la mesure avec la pression systolique désirée.

Français 7

Utilisation de l’appareil
Mise en place / Remplacement des piles
1. Faites glisser le couvercle du logement
des piles pour l’ouvrir.

Procédure 1
Procédure 3

2. Enlevez des piles usées et insérez des piles
neuves dans le logement en respectant bien lespolarités (+) et (-) indiquées.
3. Faites glisser le couvercle en bas pour le fermer.
Utilisez uniquement des piles R6P, LR6 ou AA.
Procédure 2
ATTENTION
Veillez à insérer les piles dans le bon sens, sinon l’appareil ne fonctionnera pas.
Quand le symbole(piles faibles) clignote sur l’écran, l’appareil indique queles piles doivent être remplacées. Changer alors toutes les piles par des neuves.
Ne mélangez pas les piles neuves et anciennes car cela pourrait raccourcir leurdurée de vie ou détériorer l’appareil.Remplacez les piles au moins deux
secondes après avoir éteint l'appareil.
Si le symbole(piles faibles) s'affiche même après le remplacement des piles,
réalisez une mesure de la pression sanguine. L'appareil devrait alors reconnaître
les nouvelles piles.
Le symbole(piles faibles) n'apparaît pas lorsque les piles sont épuisées.
La durée de vie des piles varie avec la température ambiante et peut êtreraccourcie par des températures basses.
Utilisez uniquement les piles spécifiées.
Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un long moment. Les piles
pourraient couler ce qui entraînerait un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Branchement de l’adaptateur secteur
Introduire la prise jack dans leconnecteur situé au dos de l’appareil.
Brancher ensuite l’adaptateur sur une
prise de courant.
Utilisez l'adaptateur secteur spécifié.
(Voir la page 22.)

Connecteur
alimentation
secteur
Prise jackalimentation secteur

Note : lors de l'insertion des piles ou du branchement de l'adaptateur secteur,« Année » clignote automatiquement et l'écran accède au mode deréglage de l'horloge. Réglez l'horloge comme indiqué en page 8.
Chaque fois que les piles sont insérées ou que l'adaptateur secteur est
branché, l'horloge doit être réinitialisée. Il est impossible de démarrer lesmesures tant que l’heure de l'horloge n'est pas réglée.
Français 8

Utilisation de l’appareil
Branchement du tuyau d’air

Insérez fermement la prise deconnexion d’air dans le connecteur d’air.

Connecteur d’air
Prise deconnexion d’air

Configuration et réglage de l’horloge de l’appareil
Configurer ou régler l’horloge avant d’utiliser l’appareil.
1. Appuyez et maintenez enfoncé leboutonjusqu’à ce que lesnombres commencent à clignoter.

Appuyez etmaintenez enfoncé
Année

Lors de l'insertion des piles ou dubranchement de l'adaptateur secteur,« Année » clignote automatiquement.
2. Choisissez l’année en utilisant le bouton .
pour valider
Appuyez sur le bouton
le choix et passer au réglage du mois.
Vous pouvez définir n’importe quelle
date entre 2011 et 2055.

Mois

Jour

3. Choisissez le mois en utilisant le bouton .
pour valider leAppuyez sur le bouton
choix et passer au réglage du jour.
4. Choisissez le jour en utilisant le bouton .
pour valider leAppuyez sur le bouton
choix et passer au réglage de l’heure.

Heure

5. Choisissez l’heure en utilisant le bouton .
pour valider leAppuyez sur le bouton
choix et passer au réglage des minutes.

Minute6. Choisissez la minute en utilisant le bouton
pour configurer
Appuyez sur le bouton
les minutes actuelles et activer l'horloge.

« Année »clignote lors del'insertion despiles ou dubranchement
de l'adaptateur
secteur.

Horloge au
format 24 heures
Français 9Notes relatives à l'horloge intégrée

L'appareil affiche l'horloge tant que l'alimentation est branchée.
Réglez l'horloge avant utilisation.
Pendant les mesures, le réglage de l'horloge n'est pas disponible.
pour augmenter la valeur
Lors du réglage de l'horloge, appuyez sur le bouton
pour changer lad'une unité, ou appuyez de manière prolongée sur le bouton
valeur en continu.
Il est impossible d'inverser la procédure de réglage. Si vous configurez une
mauvaise valeur, recommencez la procédure de réglage.
Le réglage actuel de l'horloge est effacé si vous enlevez les piles ou si
l'alimentation n'est pas branchée pendant environ 30 secondes lorsquel'adaptateur secteur est utilisé. Dans ce cas, réglez à nouveau l'horloge.

Si l'horloge est réglée et que vous souhaitez ajuster l'heure manuellement :Appuyez de manière prolongée sur le bouton
pour accéder aux réglages del'horloge.
Vous pouvez annuler les réglages en appuyant sur le bouton START et l'écran
revient au mode d'affichage de l'horloge.
Après 30 secondes sans utilisation, la procédure de réglage est
automatiquement annulée et l’écran revient au mode d'affichage de l'horloge.
Lors de l'insertion, du changement des piles ou du branchement de l'adaptateur
secteur :« Année » clignote automatiquement et l’écran accède au réglage de l'horloge.
Pour commencer les mesures, réglez l'horloge comme indiqué en page 8.
Le fait d'appuyer sur le bouton START ne permet pas de revenir au moded'affichage de l'horloge. Vous devez d'abord terminer les réglages de l'horloge.
Après 30 secondes sans utilisation, la procédure de réglage est
automatiquement annulée et l’écran affiche 0:00. (Le réglage de l'horloge n'est
pas terminé et il est impossible de démarrer les mesures.)Lorsque vous changez les piles ou que vous branchez l'adaptateur secteur,l'écran affiche l'année, le mois et la date lorsque les piles ou l'adaptateur secteur
ont été retirés pour la dernière fois. Vous devez terminer le réglage de la dateactuelle et de l'horloge avant l'utilisation.

Français 10

Utilisation de l’appareil
Choix du brassard

L’utilisation d’un brassard adapté à la morphologie du patient est importante pourun résultat précis. Si la taille du brassard n’est pas appropriée il peut en résulterl’affichage de valeurs erronées.
La taille du brassard (circonférence du biceps) est imprimée sur chaque brassard.
L’indexet la plage d’accord appropriée sur le brassard vous indiquent si vous
mettez le brassard correctement. (Voir « Symboles imprimés sur le brassard ».)Si l’index
se trouve en dehors de la plage, prière de prendre contact avec votre
revendeur local afin d’acheter le brassard pour le remplacement.
Le brassard est un produit consommable. S’il est usé, achetez-en un neuf.

Taille du bras
Taille du brassard recommandéeNuméro du catalogue
31 cm à 45 cm
Brassard adulte de grande taille
CUF-F-LA
22 cm à 32 cm
Brassard adulte
CUF-F-A
Taille du bras：La circonférence du biceps.
Note:Le modèle UA-767NFC n'est pas conçu pour utiliser un brassard pour adulte de petite taille.

Symboles imprimés sur le brassard
SymbolesFonction/Description

Marque de position de l’artère
▲
REF

Index
Numéro du catalogue
Plage d’ajustement appropriée pour le brassard
adulte. Imprimé sur le brassard adulte.
Plage supérieure imprimée sur le brassard
adulte.
Plage d’ajustement appropriée pour le brassard
adulte de grande taille. Imprimé sur le brassard
adulte de grande taille
Plage inférieure imprimée sur le brassard
adulte.
Plage d’utilisation du brassard adulte Imprimé
sur le brassard adulte de grande taille.

Action recommandée
Réglez la marque ● surl’artère du bras supérieur
ou alignez-la sur l'annulaire
sur l'intérieur du bras.

Utilisez le brassard adulte
de grande taille au lieu dubrassard adulte.

Utilisez le brassard adulte
au lieu du brassard adulte
de grande taille.

Numéro de lot
Plage d’accord appropriée
Brassard adulte
de grande tailleBrassard adulte

Plage d’accord appropriée

Français 11

Utilisation de l’appareil
Mise en place du brassard

1. Enroulez le brassard autour du
Ne remontez pas la manche étroitement
bras, à 1 ou 2 cm au-dessus del’intérieur du coude, comme
Brassard
indiqué sur l’illustration ci-contre.
1-2 cmPlacez le brassard directement
sur la peau, car un vêtement
pourrait assourdir la pulsation etprovoquer une erreur de mesure.
2. Evitez également de remonterétroitement la manche, car ellecomprimerait le bras ce qui
pourrait aussi provoquer une
erreur de mesure.

Marque de position de l’artère
Veillez à bien fixer
l'attache à tissu.

se
3. Confirmez que l’index
trouve à l’intérieur de la plaged’accord appropriée.

Tuyau d’air

Index

et la plage d’accord approriée

Comment faire des mesures correctes

Pour une meilleure précision des mesures de la pression sanguine :Asseyez-vous confortablement sur une chaise. Posez le bras sur la table. Ne
croisez pas les jambes. Gardez les pieds au sol et tenez le dos bien droit.
Se relaxer pendant 5 à 10 minutes avant de commencer les mesures.
Lever le bras de sorte que le centre du brassard soit au même niveau que le cœur.
Bouger le moins possible et rester calme pendant les mesures.
Ne pas faire de mesure juste après un effort physique ou un bain. Se reposer
pendant 20 à 30 minutes avant de faire les mesures.
S’efforcer de mesurer la tension à la même heure tous les jours.

Pendant la mesure

Pendant la mesure, il est normal que l'on sente que le brassard est très serré. (Nepas s'inquiéter.)

Après la mesure

Après la mesure, appuyez sur le bouton START pour éteindre l’appareil.
L'appareil s’éteint automatiquement après une minute sans utilisation.
Enlevez le brassard et notez votre tension et votre pouls.

Français 12

Les mesures
Avant la mesure, voir «Consignes et observations pour une mesure correcte» à la page 14.

Mesure normale

1. Asseyez-vous confortablement en mettant lebrassard au bras (gauche de préférance).

Au niveau du cœur2. Appuyez sur le bouton START (mise en marche).
Appuyez
Tous les segments de l’affichage apparaissent.
Puis, zéro (0) s’affiche en clignotant un instant.
Puis, l’affichage change comme indiqué dans la
figure de droite, lorsque la mesure commence. Le Tous les segments del’affichage apparaissent
brassard commence à gonfler. Il est normal que
brièvementl’on sente que le brassard serre fortement le bras.
Un indicateur de progression du gonflage est
affiché, dans l'angle gauche de la fenêtre,pendant le gonflage.
Zéro s’affiche
Gonflage commence
Note: Si vous désirez arrêter le gonflage quelqueque soit le moment, appuyez de nouveau sur
le bouton START . (mise en marche).
3. Lorsque le brassard est entièrement gonflé, ilcommence à dégonfler automatiquement et le) apparaît poursymbole en forme de cœur (indiquer que la mesure est en cours.
Une fois le pouls détecté, le symbole clignote àchaque pulsation.

START

Mise sous pression

Note: Si la pression correcte n'est pas obtenue,
l'appareil recommence le gonflage du brassard
automatiquement. Pour éviter un nouveau gonflage,
voir la page suivante «Mesure avec la pression
systolique désirée».
4. Lorsque les mesures sont finies, les lectures despressions systoliques et diastoliques ainsi que lenombre de pulsations sont affichées.
Le brassard finit de se dégonfler en chassant l'air
restant.
5. Appuyer sur le bouton START pour éteindre
l’appareil. L'appareil s’éteint automatiquement
après une minute sans utilisation.

Mesurageen cours
Pression systoliquePression diastolique
Pouls

L’air restant est chassé
automatiquement
Français 13

Les mesures
Mesure avec la pression systolique désirée

Le Modèle UA-767NFC est étudié pour détecter le pouls et pour gonfler lebrassard jusqu’au niveau de la pression systolique automatiquement.
Utilisez cette méthode si le regonflage survient à plusieurs
reprises ou si les résultats ne s'affichent pas, même si la
Au niveau du cœurpression diminue jusqu'à 20 mmHg ou moins.

Si le réglage de la mémoire vaut 0 :1. Mettez le brassard au bras (gauche de préférence).
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton
START jusqu’à ce qu’un nombre 30 à 40
mmHg plus grand que votre pression
systolique prévisible n’apparaisse.

Appuyez etmaintenez enfoncé
le bouton

Relâcher le bouton
quand la pression
systolique désirée est
obtenue

3. Relâcher le bouton START pour commencer
la mesure, quand le nombre désiré est indiqué.
Ensuite continuez à mesurer votre tension
artérielle comme décrit à la page précédente.

Se référer à la pageprécédente pour la mesure.

Au niveau du cœurSi le réglage de la mémoire vaut 100 :1. Mettez le brassard au bras (gauche de préférence).
2. Appuyez sur le bouton START (mise en
marche). Tous les segments de l’affichage
apparaissent. Puis, zéro (0) s’affiche enclignotant un instant.

3. Appuyez et maintenez enfoncé lebouton START jusqu’à ce qu’unnombre 30 à 40 mmHg plus grand que
votre pression systolique prévisiblen’apparaisse.
4. Relâcher le bouton START pourcommencer la mesure, quand lenombre désiré est indiqué. Ensuite
continuez à mesurer votre tension
artérielle comme décrit à la pageprécédente.
Français 14

Appuyez

Tous les segments del’affichage apparaissent
brièvement.

Zéro s’afficheAppuyez etmaintenez enfoncé
le bouton
Relâcher le bouton
quand la pression
systolique désirée est
obtenue
Se référer à la pageprécédente pour la mesure.

Consignes et observations pour une mesure correcte
Asseyez-vous confortablement. Posez le bras sur une table, la paume dirigéevers le haut et le brassard au même niveau que le cœur.
Détendez-vous pendant cinq à dix minutes avant de commencer la mesure. Si
vous êtes énervé ou au contraire déprimé, cela se reflètera sur votre tension demême que sur votre pouls.
La tension de tout individu varie constamment selon ce qu’il fait et ce qu’il mange.
D’autre part, certaines boissons ont un effet très fort et très rapide sur la tension
artérielle.
Cet appareil se réfère aux pulsations cardiaques pour mesurer la tension et lepouls. Par conséquent, si vos pulsations sont faibles ou irrégulières, l’appareil
pourrait avoir des difficultés à mesurer votre tension artérielle.
Au cas où l’appareil détecte une condition anormale, il s’arrête de mesurer etaffiche un symbole d’erreur. Voir la page 5 pour la description des symboles.
Cet appareil est conçu pour mesurer la tension artérielle des adultes uniquement.
Avant de l’utiliser pour mesurer la tension d’un enfant, veuillez en discuter avec
votre médecin. Ne laissez jamais un enfant prendre lui-même sa tension sanssurveillance.

Français 15

Fonction Near Field Communication (NFC)
Pour transmettre des données depuis ou vers l'appareil, des périphériques decommunication conformes aux spécifications de communication de l'appareil sontrequis. Exemples de périphériques de communication conformes
Téléphone cellulaire compatible NFC
Ordinateur personnel avec lecteur/enregistreur NFC
Point d’accès

Affichage des données en mémoire

Lorsque le réglage de la mémoire vaut 100, il est possible d'afficher les données
en mémoire.
Lorsque l'appareil affiche l'horloge, appuyez de manière prolongée sur lebouton START . La pression systolique, la pression diastolique et le pouls sontaffichés, ainsi que le numéro de la mémoire. À chaque intervalle de 1,5seconde, l'affichage du numéro de la mémoire est remplacé par la date, puis
par l’heure, avant de revenir au numéro de la mémoire.
Appuyez sur le bouton
et appuyez sur le bouton

pour augmenter le numéro de la mémoire d'une unité,
pour diminuer le numéro de la mémoire d'une unité.

Appuyez sur le bouton START pour revenir à l'affichage de l'horloge. Après
une minute sans utilisation, l'appareil revient à l'affichage de l'horloge.
1,5 seconde

Affichage del'horloge Appuyez demanièreprolongée

1,5 seconde

1.5 seconds

START

Numéro de la mémoire

Date

Heure

Appuyez pour augmenter le numéro de lamémoire d'une unité.
Appuyez pour diminuer le numéro de lamémoire d'une unité.
START

Appuyez pour revenir à l'affichage del'horloge.

Note : l'affichage des données en mémoire n'est pas disponible si le réglage de lamémoire vaut 0.
Français 16

Commutation du réglage de la mémoire

Lorsque l'appareil affiche l'horloge, tenez le symbole de communication dupériphérique compatible NFC à proximité de la zone de communication ( ) de
» s'affiche. Le réglage de la mémoire est
l'appareil, jusqu'à ce que «commuté.
Initialiser lacommunication

Transmission
des données
100 cligntoe.

Affichage de l’horloge

La transmission débute

Initialiser lacommunication

La transmission se termine(Le réglage de la mémoire
est commuté sur 100.)

Transmission
des données
0 blinks.

Affichage de l’horloge

La transmission débute

La transmission se termine(Le réglage de la mémoire
est commuté sur 0.)

Note : lors de la commutation du réglage de la mémoire de 100 à 0,
les données en mémoire, s'il en existe, sont effacées.

Français 17

Transmission des données en mémoire

Lorsque l'appareil affiche l'horloge, tenez le symbole de communication dupériphérique de communication compatible NFC à proximité de la zone de» s'affiche. La
communication ( ) de l'appareil, jusqu'à ce que «transmission des données en mémoire est exécutée. Si l'horloge de l'appareiln'est pas correcte, celle-ci est mise à jour en même temps.
Nombre de données en mémoire
Initialiser lacommunication

Transmission
des données

Horloge mise à jour
Initialiser lacommunication

Affichage de l’horloge

Transmission
des données

La transmission débute

La transmission se termine

Affichagedel’horloge

Transmission des données de mesure

Lorsque les mesures sont terminées et que l'appareil affiche les résultats, tenez lesymbole de communication du périphérique de communication compatible NFC-à
proximité de la zone de communication ( ) de l'appareil, jusqu'à ce que «» s'affiche. La transmission des données est effectuée. Si l'horloge de l'appareiln'est pas correcte, celle-ci est mise à jour en même temps.
Initialiser lacommunication

Transmission
des données

Affichage des données La transmission débute

La transmission se termine

Affichagedel'horloge

Note : l'affichage des résultats s'éteint automatiquement après une minute. Pourtransmettre les données des mesures, initialisez la communication dans la
minute qui suit la fin des mesures.

Précautions relatives à l'utilisation de la fonction NFC

Le modèle UA-767NFC dispose d'un module intégré d'interface sans fil NFC
Forum Type 3 Tag. Lorsque l'appareil est utilisé à proximité de périphériques decommunication sans fil qui utilisent la même fréquence que celle de l'appareil(13,56 MHz) ou qui utilisent des fréquences harmoniques, des interférencesélectromagnétiques peuvent survenir. Le cas échéant, éteignez les appareils quevous n'utilisez pas, ou placez l'appareil au minimum à 1 m des autres appareils.
Français 18

Qu’est ce qu’une rythme cardiaque irrégulier?
Le tensiomètre automatique UA-767NFC permet la mesure de la tension artérielle
et du pouls, même quand une rythme cardiaque irrégulier se produit. Une rythme
cardiaque irrégulier est définie comme une pulsation du cœur qui dévie de 25 %de la moyenne de toutes les pulsations du cœur pendant la mesure de lapression sanguine. Il est important que vous vous détendiez, restiez calme et ne
parliez pas pendant les mesures.
Note: Nous vous recommandons de contacter votre médecin, si vous voyez.
fréquemment l’indicateur

Indicateur de progression du gonflage
L’indicateur montre la progression de la pression pendant la mesure.
Mise sous pression

Dégagement d’air

Gonflage en cours

Mesure en cours
Gonflement complet

Pression sanguine
Qu'est-ce que la pression sanguine?
La pression sanguine est la force avec laquelle le sang vient frapper contre lesparois des artères. La pression systolique se produit lorsque le cœur se contracte.
La pression diastolique se produit lorsque le cœur se détend.
La pression sanguine est mesurée en millimètre de mercure (mmHg). La
pression sanguine naturelle d’un individu est représentée par la pression
fondamentale qui est mesurée avant toute activité, le matin au lever du lit, et avant
de manger ou de boire.

Français 19

Pression sanguine
Qu'est-ce que l'hypertension et comment la contrôler?

L’hypertension est une tension artérielle (ou plus exactement une «pression
sanguine») anormalement élevée. Non surveillée, l’hypertension peut provoquer denombreux problèmes de santé, notamment une attaque d’apoplexie ou une crise
cardiaque. L'hypertension peut être contrôlée en changeant son style de vie, enévitant tout stress et avec des médicaments pris sous surveillance médicale.
Pour empêcher l’hypertension ou la garder sous contrôle:
Ne pas fumer.
Faire régulièrement des exercices physiques.
Réduire sa consommation de sel et de graisse.
Maintenir un poids adéquat.
Effectuer régulièrement des visites médicales.

Comment mesurer la pression sanguine chez soi?

Lorsque la tension est mesurée à l’hôpital ou dans le cabinet du médecin, on neparvient pas toujours à se décontracter, ce qui peut avoir pour effet d’augmenter latension de 25 à 30 mmHg par rapport à la tension mesurée chez soi. Le fait demesurer sa tension tranquillement chez soi réduit les influences extérieures sur lavaleur de la tension, complète les mesures effectuées par le médecin et permetd’établir un relevé plus précis et plus complet de sa tension artérielle.

Classification de la tension selon
l’OMS
L’évaluation de l’hypertension,
indépendamment du critère âge, a étéétablie par l’Organisation Mondiale de laSanté (OMS) selon le tableau ci-joint.

Variations de la pression sanguine
La tension artérielle (ou pression sanguine) d’un individu varie fortement selon lemoment de la journée et selon la saison. Ainsi, elle peut varier de 30 à 50
mmHg dans une même journée selon un ensemble de conditions. Chez lespersonnes hypertendues, ces variations sont souvent encore plus prononcées.
Normalement, la pression augmente pendant le travail ou le jeu et tombe à sonplus bas niveau pendant le sommeil. Par conséquent ne pas trop s'inquiéter desrésultats d'une seule mesure.
Mesurez votre tension tous les jours à lamême heure (en suivant la procédure
décrite dans ce manuel) pour connaître
votre pression sanguine normale. Ces
mesures quotidiennes vous permettrontd’établir un relevé plus complet de votre
tension. Veillez à bien noter la date et l'heure
lorsque vous enregistrez votre pression.
Consultez votre médecin pour interpréter lesdonnées recueillies.
Français 20

Résolution des problèmes
Problème

Cause probable

Rien n'apparaît sur Les piles sont usées.
l'affichage, mêmelorsque l'on met
Les bornes des piles nel'appareil ensont pas dans le bon sens.
marche.

Le brassard ne segonfle pas.

La tension des piles est
trop faible.
Le symbole piles
faibles apparaît. Si les pilessont usées, ce symbole
n’apparaît pas.
Le brassard est mal serré.
Vous avez bougé votrebras ou autre pendant lamesure.

L’appareil ne fait
pas les mesures.
Les lectures sontLe brassard est mal placé.
trop hautes ou trop
basses.

Autres

La valeur est différente decelle mesurée dans une
clinique ou chez lemédecin.

Solution recommandéeRemplacer les piles usées pardes neuves.
Mettre les piles dans le bonsens en faisant correspondre laborne positive et négative
comme indiqué sur le brassard.
Remplacer les piles usées pardes neuves.
Serrer correctement le brassard.
Ne pas bouger et rester calmependant la mesure.
S'asseoir confortablement et ne
pas bouger. Posez le bras sur unetable, la paume dirigée vers le haut etle brassard au même niveau que lecœur.
Si votre pouls est faible ou
irrégulier, l'appareil aura desdifficultés à déterminer votre
pression sanguine.
Voir le paragraphe "Comment
mesurer la pression sanguinechez soi ?".
Retirer les piles. Le remettre
correctement en place etessayer à nouveau de mesurer.

Note: Si les solutions décrites ci-dessus ne suffisent pas pour résoudre les
problèmes, contactez votre revendeur. N’essayez pas d’ouvrir ou réparervous-même cet appareil car toute tentative invaliderait votre garantie

Français 21

Entretien
Ne pas ouvrir l'appareil car il comporte des composants électriques sensibles et
une unité d'air complexe qui pourraient être endommagés. Si vous n'arrivez pas àsituer un problème avec le tableau de recherche de problèmes, demandez auservice après vente de votre revendeur ou du groupe de service A & D. Le groupede service A & D vous fournira des informations techniques sur les fournisseursagréés, les pièces et les unités de rechange.
Cet appareil a été conçu et fabriqué pour durer. Il est généralement recommandéde le faire vérifier tous les 2 ans pour s’assurer de son fonctionnement correct et desa précision. Veuillez contacter votre revendeur agréé A&D pour l’entretien.

Fiche techniqueType

UA-767NFC

Méthode de mesure

Mesure oscillométrique

Plage de mesure

Pression:
Pouls:

de 0 à 280 mmHg
de 40 à 180 pulsations / minute

Précision de mesure

Pression:
Pouls:±3 mmHg±5%

Alimentation électrique

4 x 1.5V piles (R6P, LR6 ou AA) ou
adaptateur secteur (TB-233) (Non fournis)

Nombre de mesures

Environ 450 mesures, lorsque des piles
manganèse AA sont utilisées, avec une valeurde tension de 180 mmHg à une températureambiante de 23 °C

Classification

Équipement a alimentation interne ME (fournie parles piles) /Class II (fournie par l'adaptateur)Mode de fonctionnement en continu

Test clinique

Conformément à ANSI / AAMI SP-10 1992

EMC

IEC 60601-1-2: 2007

Mémoire de données

0 ou 100 mesures (Uniquement pour les appareils pourlesquels l'écriture des données en mémoire est activée.)Condition de fonctionnement

de +10°C à + 40°C / hum. rel. de 15 à 85%/de 800 hPa à 1060 hPa

Condition de stockage / transport de +10°C à + 60°C / hum. rel. de 15 à 95%/
Dimensions

environ 147 [l] x 64 [h] x 110 [p] mm

Poidsenviron 300 g sans les piles
Français 22

Protection

Appareil: IP21

Partie appliquée

Brassard Type BF

Durée de vie utile

Appareil: 5 ans (six utilisations par jour)Brassard : 2 ans (six utilisations par jour)

Communication sans fil

Module d'interface sans fil NFC

Accessoire:
Adaptateur secteur L’adaptateur est utilisé pour connecter la source depuissance chez soi.
Veuillez prendre contact avec votre revendeur A&D
TB-233
local pour l’achat de cet accessoire.
L’adaptateur secteur doit être inspecté ou remplacé
périodiquement.
TB-233C

Entrée: 100-240V
500mA
Sortie: 6V

TB-233BF

Entrée: 240V
Sortie: 6V

139°C

2A

500mA
139°C

2A

Accessoires vendus séparément
Brassard
Numéro du catalogue Taille du brassard
Taille du bras
Brassard adulte de
CUF-F-LA
31 cm à 45 cm
grande taille
CUF-F-A
Brassard adulte 22 cm à 32 cm
Arm size: The circumference at the biceps.
Adaptateur secteur Numéro du catalogue
TB-233C
TB-233BF

Fiche
Type CType BF

Note: Ces caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

Français 23

1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY United Kingdo
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409