多点温度検層器（ＧＴＬ-100）－ 仕様書 －ジオテクサービス株式会社〒950-0951 新潟市中央区鳥屋野4丁目7-22
TEL025-282-3246

FAX 025-284-00144

Rev2.15

１．本体説明2014/09/19 13:10
12.3V NEXT>13:20

オプション端子（現在未使用）AC100～200V

ACAC+12V－①②③ ＜将来拡張用（未使用）＞
電源 接点入力
IC2+12V GND D1 D2 GND +12V SCL SDL GND

RS-485GPS
1WIRE＋ ー GND V+ 485+ 485- GND GND DQ 5V

ANALOG IN

現在の日付 時間
⑥ 電圧
次回計測時刻GND A5 A4 A3 A2 A1

12V電源以外の場合はDC/DC変換器又はAC/DC変換器が必要④SD4G

CARD LOGGER GTL-100

SDｶｰﾄﾞ挿入時
書込回収⑤動作電源9～15V
RS-485通信GPS
付属ｱﾝﾃﾅGPS⑦(OP)
通信機器

温度センサケーブル

時刻の自動合わせ用① 多点温度検層ケーブル入力端子
本機とシリアル番号が同一の多点温度検層ケーブルを端子の記号に合わせて接続してください② RS-485 通信端子 ：RS-485 を使用して複数の装置を1 台の PC や通信回線で制御する事ができます③ 電源入力端子： DC12V 本機動作用電源入力④ ＳＤカードスロット(計測時はＳＤカード必須)⑤ 操作スイッチ≪左：設定書込み≫：ＳＤカード内のファイル”GTL-SET.csv”の設定情報を本機に書込みます≪右：データ回収≫ ：内部メモリーに記録された計測データをＳＤカードにコピーします≪書込・回収両押し≫：内部メモリーに記録された計測データをクリアします※上記の各操作は、スイッチを５秒以上長押しで機能します≪回収＋電源投入≫ ：時計の時刻合わせを行います※オプションの GPS ｱﾝﾃﾅ接続時は、GPS 信号を利用した時計合わせが可能になります≪書込＋回収＋電源投入≫：計測プログラムのアップデートとセンサの試験を行います⑥ 液晶表示器：現在の状態や設定時の表示を行うための表示器です⑦ GPS ｱﾝﾃﾅ ：時刻合わせを行うための外付け GPS ｱﾝﾃﾅ（ｵﾌﾟｼｮﾝ）です

1２．機器仕様
2-1 多点温度検層ケーブル
センサー個数： 標準 51 個 （最大 60 個）

ケーブル長： 標準 100m＋地上部 8ｍ（±2m） （全体延長は最大 200m 以内）

センサ用電源出力： DC+3.0～+5.5V
2-2 データ記録
計測データは、装置内蔵メモリと SD ｶｰﾄﾞに同時書込みされます
2-2-1 装置内蔵メモリー（データ閲覧には、SD ｶｰﾄﾞへの回収操作が必要）
記憶項目： レコード番号、年月日、時刻、測定温度（60CH）、電源電圧

測定範囲： 温度

容量

： 最大 4000 回分-30.0～69.9℃（0.1℃単位）、バッテリ電圧 6.0～20.0V（0.1V 単位）※以降古いデータより上書き

2-2-2 SD ｶｰﾄﾞ
記憶項目／測定範囲 ： 上記[装置内蔵メモリ]と共通
容量： SD ｶｰﾄﾞの容量に依存 推奨 30,000 回以下

2-3 通信方式： RS-485 を使用

通信形式： データ 8ｂｉｔ／パリティ none／ストップ 1bit

ボーレート

： 9600bps

2-4 操作・設定
操作スイッチ： 設定「書込」スイッチ、 データ「回収」スイッチ
2-5 液晶表示器
形式： 16 文字×2 行 液晶表示器（バックライトなし）

表示内容： 現日時、現時刻、次回計測時刻、バッテリ電圧等

設定項目、設定値等
その他、機器の状態等を表示
2-6 メモリーカード
SD カード（4GB 以上の SDHC カードについては一部の製品で使用できないものもあります）
2-7 電源入力
DC 電源： DC9～18V（9V 以下ではデータ保護のため計測や SD カード書込が停止します）

待機時： 約 70mA （平均)計測時

: 約 80mA （センサ計測時）

GPS 起動時： 約 100mA
2-8 その他
動作温度範囲 ： -10～+50℃ （結露のない事）
外形寸法： 147(W)×142(D)×66(H)

重量： 630g23． 通信機能
本体には RS-485 の通信ポート（3 線式）があり、パソコンや通信装置と接続して、簡単なテキス
ト命令で、データロガーを制御できます[回線接続方法]
RS-485 通信端子
RS-485＋－GND

信号＋ 信号－ 信号グランド[１対１接続]送信 @TR→ 戻り @TR0,140501,120000

送信 @0TR → 戻り @TR0,140501,120000 (ID=0 指定：全て応答)
通信装置
又は
パソコン
等
ロガー
ID=0
[１対多接続]送信 @1TR → 戻り @1TR0,140501,120000
送信 @0TR → 戻り @TR0,140501,120000 (ID=0 指定：全て応答)
RS-485+

通信装置

RS-485-

又は

GND

パソコン
等
ロガー

ロガー

ロガー

ID=1

ID=2

ID=99

注：ID は 1～99 番設定できますが、実際の接続台数は 32 台以下に制限されます

3

付図-１

多点温度検層ロガー外形図4

付図-２

温度センサーモジュール

外形図5

資料-1：通信コマンド体系

Rev2.15

1. RS-485 通信仕様
B8,PN,S1 （8 ビット、ノンパリティ、ストップビット１）
ボーレート＝9600bps (固定）
RS-485 通信のアドレスは,”@AW”コマンドで設定します
1 本の RS-485 ラインに複数のロガーを接続する時は、ロガーのアドレスが重複しないように別個のアドレスを設定します
0：アドレス無し（出荷時初期値）

1～99：アドレス 1 番から 99 番に設定(1 本のケーブルに接続可能な上限は 32 台です)
2. RS-485 アドレス 0(未使用)の場合の通信コマンドとレスポンス
コマンドとレスポンスは @ で始まり CR(0x0D)で終わります ※以下の説明では CR を省略します
レスポンスは@ + コマンド 2 文字 + エラーコード + (コマンドによってはレスポンスデータ)の形式で返り、コマンドが正常に処理された場合はエラーコードが 0 の応答が返りマス
エラーがあった場合はエラーコードとして 1 の数字を返します
例：内臓時計の読込 @TR --> @TR0,130909,120000
コマンドエラー @TT --> @TT1
コマンド以外TR --> 無応答

3. RS-485 アドレス 1～99 を設定した場合の通信コマンドとレスポンス
・コマンドとレスポンスは @ + アドレス番号文字 で始まり CR(0x0D)で終わります・アドレスの指定は“1”と”01”両方が使えます @1CA @01CA
・レスポンスも同様に@の後にアドレス 1 文字が付加されます・アドレス 0 番はグローバルアドレスと認識され、接続された全てのロガーが応答します
例 ： アドレス １のロガーに対して内臓時計の読込 @1TR --> @1TR0,130909,120000
アドレス 99 のロガーに対して内臓時計の読込 @99TR --> @99TR0,130909,120000
アドレス １のロガーに対して０番指定で読込 @0TR -->コマンドエラー @1TT -->@TR0,130909,120000@1TT1

4. コマンドの文字列は連続して送信してください
文字と文字の間が 0.2 秒以上空くと、ロガーは別のコマンドと判定します
5. ロガーは通信コマンドを受けた後、一定時間自動計測を停止し、次のコマンド待ちます
この、通信待機状態の継続時間は、SD カードの”@LT”パラメータで変更できます
出荷時初期値は 0 秒間です。
通信が優先で、通信中に自動定時計測などの割り込み処理をさせたくない場合は、ここに 0～60 秒程度の時間を設定し、連続通信状態を維持するように変更してください。
注意：上記時間を 0 秒に設定しても、RS-485 信号ラインに、0.2 秒以下の短い間隔で通信パケットが流れている状態だと、通信待機状態が持続し、自動定時計測が行われません。
6

付表-1 通信コマンド一覧（Rev2.15）
グループ

No.

コマンド

1-1

@CA

現在のセンサ値を、可変長テキスト(CSV 形式)で値を返す

1-2

@CB

現在のセンサ値を、固定長テキスト(000～999)で値を返す

2-1

@IW

定時計測条件設定2-2@IR

定時計測条件読出し

2-3@RM自動計測の実行／停止設定

3-1@CR

メモリ記録データ数読出し

3-2

@MR

定時計測のメモリデータ読み出し(可変長テキストデータ)

3-3

@MD

定時計測のメモリデータの日時のみ読み出し

3-4

@CL

内部のデータ記録メモリの消去 (カードの消去はしません)

3-5

@KM

カードにデータ出力するファイル名（機器名）の設定と読出し

4-1

@TW

内臓タイマの設定

4-2@TR

内臓タイマの読出し

4-3

@GA

GPS 時計合わせの自動開始時刻の設定、読出し

4-4

@GT

GPS 時計時合わせの実行と最終成功日時の確認

4-5

@GP

GPS 位置情報取得の実行と最終位置情報の確認

5-1

@RV

内部制御プログラムのバージョン確認

5-2

@RB

再起動（リブート）実行

5-3

@MC

内部設定初期化

6-1@LT

無通信タイマの設定と読み出し

通信オプショ

6-2@AW

RS-485 通信 ID の設定

ン

6-3

@AR

TS-485 通信 ID の読み出し

6-4@SL

スリープモードへの移行7-1@CD

センサの位置、識別 ID、温度補正値の設定

7-2

@CS

センサの温度補正の実行／停止選択

7-3

@MF

センサのノイズ除去フィルタ処理の実行選択

7-4

@KS

センサ識別名の設定と読み出し（メモ用）

現在値取得

自動計測

データ回収

時計設定

メンテナンス

センサ設定

機能

注：表中の取り消し線の項目は、現在のプログラムにおいては未実装です7