Wrist Digital Blood Pressure Monitor

Model UB-533
Instruction Manual
Original

Manuel d’instructions
Traduction

Manual de Instrucciones
Traducción

Manuale di Istruzioni
Traduzione

使用手冊
1WMPD4003121E

翻譯Índice

Estimados clientes.......................................................................................................................................................... 2
Observaciones preliminares........................................................................................................................................... 2
Precauciones .................................................................................................................................................................. 2
Identificación de componentes....................................................................................................................................... 5
Símbolos ......................................................................................................................................................................... 6
Uso del monitor............................................................................................................................................................... 9
1. Instalación/cambio de pilas .................................................................................................................................. 9
2. Selección de un usuario ..................................................................................................................................... 10
3. Ajuste del reloj incorporado antes del uso ......................................................................................................... 10
4. Cómo colocar el brazalete.................................................................................................................................. 11
5. Para efectuar mediciones correctas................................................................................................................... 11
6. El interruptor de función C.P.G. ......................................................................................................................... 12
7. Selección de C.P.G. y mi C.P.G. ....................................................................................................................... 12
8. Medición.............................................................................................................................................................. 13
9. Después de la medición ..................................................................................................................................... 13
Mediciones.................................................................................................................................................................... 14
Revisión de los datos de la memoria ........................................................................................................................... 15
Borrado de todos los datos almacenados en la memoria ........................................................................................... 16¿Qué es el indicador de LI/FibA?................................................................................................................................. 16¿A qué hace referencia FibA? ..................................................................................................................................... 16% LI/FibA ...................................................................................................................................................................... 17
Indicador de barra de presión ...................................................................................................................................... 18
Indicador de clasificación de la OMS ........................................................................................................................... 18
El indicador C.P.G. ....................................................................................................................................................... 19
Aspectos sobre la tensión arterial ................................................................................................................................ 20¿Qué es la tensión arterial? ................................................................................................................................... 20¿Qué es la hipertensión y cómo controlarla? ........................................................................................................ 20¿Por qué debe medirse la tensión arterial en la casa? ......................................................................................... 20
Clasificación de la tensión arterial según la OMS ................................................................................................. 21
Variaciones de la tensión arterial ........................................................................................................................... 21
Localización y corrección de fallos............................................................................................................................... 22
Mantenimiento .............................................................................................................................................................. 23
Datos técnicos .............................................................................................................................................................. 23
Español 1

Estimados clientes
Enhorabuena. El aparato más avanzado tecnológicamente y con un uso sencillo y práctico para facilitar su régimen
de presión arterial diaria.
Se recomienda leer este manual de instrucciones detenidamente antes de usarlo por primera vez.

Observaciones preliminares
Este aparato se ajusta a la Directiva Europea 93/42 EEC para productos médicos. Esto se evidencia con la marca. (0123: Número de referencia de los organismos notificados)
Este aparato está diseñado para usarse en adultos, los niños y los recién nacidos no pueden usarlo.
Ámbito de uso. Este aparato es para que pueda usarlo usted mismo en un entorno doméstico.
Este aparato se ha diseñado para medir la presión sanguínea y la frecuencia del pulso de las personas para eldiagnóstico.

Precauciones
En la fabricación de este aparato, se han usado componentes de precisión. Deberá evitarse su exposición atemperaturas extremas, ambientes con humedad, rayos solares directos, golpes o polvo.
Limpie el aparato con un paño seco y suave humedecido con agua y jabón neutro. No utilice nunca alcohol, benceno,
diluyentes u otros productos químicos agresivos para limpiar el aparato.
Evite dejar doblado el brazalete durante períodos largos, ya que este trato podría acortar la duración de loscomponentes.
El aparato no es resistente al agua. Por lo tanto, evite que la lluvia, la transpiración y el agua mojen el aparato.
Las mediciones pueden verse afectadas si el aparato se usa cerca de televisores, microondas, teléfonos moviles,
rayos X u otros dispositivos que produzcan campos eléctricos.
El aparato, sus componentes y pilas no deben considerarse como desperdicios domésticos ordinarios y deberáneliminarse de acuerdo con el reglamento establecido a este respecto.
Español 2

Cuando se reutiliza el aparato, confirme que el dispositivo esté limpio.
No modifique el aparato. Puede provocar accidentes o daños al aparato.
Para medir la presión sanguínea, la muñeca debe ser apretada por el brazalete lo suficiente como para detener
temporalmente el flujo sanguíneo a través de la arteria. Esto puede provocar dolor, entumecimiento o una marca roja
temporal en la muñeca. Este estado aparecerá especialmente cuando la medición se repite sucesivamente.
Cualquier dolor, entumecimiento o marcas rojas desaparecerán con el tiempo.
Los aparatos de comunicación inalámbrica, como los dispositivos de red doméstica, teléfonos móviles, teléfonos
inalámbricos y sus centrales y walkie-talkies, pueden afectar al monitor de presiones sanguíneas. Por lo tanto, es
necesario mantener una distancia de 30 cm entre el monitor y dichos aparatos.
Si la presión sanguínea se mide con demasiada frecuencia, pueden producirse daños debido a la interferencia con el
flujo sanguíneo. Si utiliza el aparato de forma repetida, compruebe que su uso no provoca una alteración prolongada
de la circulación sanguínea.
No se han realizado estudios clínicos en bebés recién nacidos o mujeres embarazadas. No lo use en niños reciénnacidos o mujeres embarazadas.
Si le han practicado una mastectomía, consulte con su médico antes de utilizar el aparato.
No deje que los niños utilicen el dispositivo sin la supervisión de un adulto, ni utilice el dispositivo en un lugar dentrodel alcance de los niños. Podría causar accidentes o daños.
El aparato contiene piezas pequeñas que pueden provocar un atragantamiento si los niños las tragan
accidentalmente.
No toque a la vez el paciente y las pilas, puesto que podría producirse una descarga eléctrica.
En caso de producirse la avería de algún componente, la funda del brazalete podría calentarse y provocar un mal
funcionamiento.
El uso de accesorios no indicados en este manual puede afectar a la seguridad.
Si se produce un cortocircuito en la pila, puede calentarse y posiblemente causar quemaduras.
Permita que el aparato se ajuste al entorno circundante antes de usarlo (alrededor de una hora).
No lo hinche sin colocar el brazalete en la muñeca.

Contraindicaciones

A continuación se encuentran precauciones para el uso correcto del aparato.
Español 3

No aplique el aparato a una muñeca con otro equipo eléctrico médico acoplado. Es posible que el equipo no funcione
correctamente.
Las personas que tienen una deficiencia circulatoria grave en el brazo deben consultar a un médico antes de usar elaparato, para evitar problemas médicos.
No autodiagnostique los resultados de la medición ni se ponga un tratamiento usted mismo. Consulte siempre a su
médico para la evaluación de los resultados y el tratamiento.
No aplique el aparato a una muñeca con una herida no curada.
No aplique el aparato a un brazo que está recibiendo un goteo intravenoso o transfusión sanguínea. Puede provocar
lesión o accidentes.
No utilizar el aparato cuando se encuentran presentes gases inflamables como, por ejemplo, gases anestésicos.
Puede provocar una explosión.
No usar el aparato en entornos con alta concentración de oxígeno, como por ejemplo en, cámaras de oxígeno a altapresión o una tienda de oxígeno. Puede provocar un incendio o explosión.

Español 4

Identificación de componentes
Pantalla

Botón(promedio, memoria y cambio de los parámetros preajustados)

Botón

AJUSTAR (usuario

y reloj)

Botón START
Cubierta de pilas

BrazaletPilas alcalinas (LR03 o AAA)
Memoria
Promedio

Indicación de la pantalla
Presión sistólica
Presión diastólica
Indicador de guía de posición correcta (C.P.G.)
Símbolo LI/FibA
Frecuencia del pulso%LI/FibA
Date & clock display
AM / PM markIndicador de clasificación de OMS e
Indicador de la barra de presión
Símbolo de error de ajuste del brazaleteSímbolo de error por movimiento
Símbolo de corazóny Usuario
Usuario
Indicador de pilas
Español 5

Símbolos
Símbolos impresos en la carcasa del aparato
SímbolosFunción / Significado
Interruptor de espera y encendido
Guía para instalación de pilas
Corriente continua

SN

Número de serie
Fecha de fabricación
Tipo BF: El aparato y el brazalete están diseñados para proporcionar protección especial contra
electrochoques.
Etiqueta de apartos médicos según directiva de CE

IP

Símbolo internacional de protección
Etiqueta de WEEE
Fabricante
Representante UE
Consulte el manual/folleto de instrucciones
Mantener seco
Español 6

Símbolos que aparecen en la pantalla
SímbolosFunción / Significado / Acción recomendada
Aparece cuando la medición está en curso. Este indicador parpadea cuando se detecta el pulso.La
medición está en curso. Quédese muy tranquilo durante la medición.
El símbolo LI/FibA aparece cuando se detecta un latido irregular del corazón. Puede iluminarse cuando
se detecta una vibración muy ligera, como un escalofrío o un temblor.
Símbolo que aparece cuando se detecta un movimiento del cuerpo o el brazo. La lectura puede ofrecer
un valor incorrecto. Vuelva a medir otra vez. Quédese muy tranquilo durante la medición.
Símbolo que aparece durante la medición cuando el brazalete no está bien ajustado. La lectura puede
ofrecer un valor incorrecto. Coloque el brazalete correctamente, y vuelva a medir otra vez.
Índice detectado de LI/FibA en la memoria
Número detectado de
LI/FibA en la memoria
x 100%% LI/FibA =Número total
Usuario 1 y usuario 2

Español 7

Símbolos que aparecen en la pantalla (continuación)
SímbolosFunción / Significado
Las mediciones previas almacenadas en la memoria

Acción recomendada

Datos medios

or

SYS.
DIA.
PUL
AM
PM

BATERÍA CARGADA
Indicador de la potencia de las pilas durante la medición.
BATERÍA BAJA
Reemplace todas las pilas con unas nuevas,
cuando destelle esta marca.
Las pilas son débiles cuando parpadea esta marca.
Presión sanguínea inestable debido al movimiento
Vuelva a medir otra vez.
durante la medición.
Permanezca quieto durante la medición.
Los valores sistólico y diastólico se encuentran dentro de
10 mmHg.
El valor de presión no ha aumentado durante la inflación. Coloque el brazalete correctamente, y vuelva
a medir otra vez.
El brazalete no está colocado correctamente.
ERROR DE VISUALIZACIÓN DEL IMPULSOEl pulso no se ha detectado correctamente.
Extraiga las pilas, presione el botón
START y a continuación vuelva a colocar
Error interno del monitor de presiones sanguíneas
las pilas. Si el error sigue apareciendo,
póngase en contacto con su distribuidor.
Presión sanguínea sistólica indicada en mmHg
Presión sanguínea diastólica indicada en mmHg
Frecuencia del pulso por minuto
Datos tomados entre las 4:00 y las 9:59 horas
Datos tomados entre las 18:00 y las 1:59 horas

Español 8

1. Instalación/cambio de pilas

Uso del monitor

1. Retire la cubierta de pilas.

Tapa de pilas

2. Retire las pilas usadas e inserte las nuevas en el compartimiento
tal como se describe, respetando las polaridades (+ y -) de laspilas. Utilice solo las pilas LR03 o AAA.
3. Cierre la cubierta de pilas.

Pilas usadas
Pilas nuevas

PRECAUCIÓNES
Inserte las pilas como se muestra en el compartimiento. De lo
contrario, el aparato no funcionará.
Cuando la marca(marca de PILAS GASTADA) parpadea en lapantalla, reemplace todas las pilas por las nuevas. No mezcle pilas
viejas con las nuevas, dado que esto puede acortar la vida útil de lasmismas o causar un mal malfuncionamiento del aparato.
La marca(marca de PILAS GASTADA) no aparece cuando las pilas están totalmente agotadas.
La vida útil de las pilas varía con la temperatura ambiental y puede acortarse a temperatura baja. Por lo general, dospilas LR03 / AAA nuevas duran aproximadamente tres meses si se usan para realizar mediciones dos veces al día.
Utilice sólo las pilas especificadas. Las pilas suministradas con el aparato son para probar el funcionamiento delmonitor y pueden tener una vida útil más corta.
Retire las pilas cuando no vaya a usar el aparato durante un período prolongado. Las pilas pueden tener fugas ycausar un malfuncionamiento.
Cuando saque las pilas, se reajustan los parámetros preprogramados (de reloj, usuario y mi C.P.G.).

Español 9

2. Selección de un usuario

1. Pulse el botón
AJUSTAR cuando apague el aparato. El indicadoro parpadea.
2. Seleccione un usuario de usuario y usuario con el botón
AJUSTAR .
Pulse el botón START para apagar el dispositivo. Después de tres minutos sin
funcionar, el aparato se apagará automáticamente.

3. Ajuste del reloj incorporado antes del uso

1. Presione y mantenga presionado el botón
AJUSTAR hasta que los dígitos
del año comiencen a destellar.
2. Seleccione el año utilizando el botón . Presione el botón
AJUSTAR para ajustar el año en curso y pase a la selección del mes/día. El
año puede ajustarse entre el 2010 y el 2059.
3. Seleccione el mes utilizando el botón . Presione el botón
AJUSTAR para ajustar el mes en curso y pase a la selección del día.
4. Seleccione el día utilizando el botón . Presione el botón
AJUSTAR para ajustar el día en curso y pase a la selección de la hora /minuto.
AJUSTAR para ajustar
5. Seleccione la hora utilizando el botón . Presione ella hora en curso y pase a la selección del minuto.
AJUSTAR para
6. Seleccione el minuto utilizando el botón . Presione elcontinuar a "6. The C.P.G. Function Switch ".
Si se mantiene presionado el botón , el valor cambia de forma ininterrumpida.
El aparato puede apagarse en cualquier momento presionando el botón START .
Notas: Después de tres minutos de inactividad, el aparato se apaga automáticamente.
se indica para el display del reloj.
Si no se ha ajustado el reloj,
Cuando se saquen las pilas, se reajustan los parámetros preprogramados (dereloj, usuario y mi C.P.G.)
Español 10

Apagar
Botón

SET

Usuario o usuario
Botón START
Presione y mantenga presionado el
AJUSTAR
Botón
Año
Mes

Botón
Botón

AJUSTAR

Botón

AJUSTAR

Botón

Día
Hora

Botón
Botón

AJUSTAR

Botón

AJUSTAR

Botón
Botón

MinutoBotón

SET

La operación continúa a "6. El
interruptor de función C.P.G.".

4. Cómo colocar el brazalete

1. Envuelva el brazalete alrededor de su muñeca aproximadamente 1 cm más arriba
de su mano tal como se muestra en la figura de la derecha.

Aprox. 1 cm

2. Ajuste el brazalete fuerte utilizando la cinta Velcro.
Nota: Para una medición adecuada, ajuste el brazalete en su muñeca desnuda.

5. Para efectuar mediciones correctas

Para una mejor precisión en la medición de la tensión arterial:
Permanezca quieto y en silencio durante la medición.
Siéntese cómodamente. Coloque el codo sobre una mesa con la palma hacia arriba y el brazalete al mismo nivel que
el corazón
Relájese 5 - 10 minutos antes de la medición. Si se encuentra exaltado o deprimido debido a un estrés emocional, la
medición reflejará este estrés con una lectura mayor (o menor) que la de su tensión arterial normal y la lectura delpulso generalmente será más rápida que la normal.
Trate de medir la tensión arterial a la misma hora todos los días.
La presión arterial de una persona varia constantemente dependiendo de lo que hace, lo que ha comido o lo que beba
podrá tener un efecto muy fuerte y rápido sobre su tensión arterial.
No efectúe la medición inmediatamente después de un ejercicio físico o baño. Descanse unos 20 ó 30 minutos antes dela medición.
No cruce las piernas. Mantenga los pies en el suelo y enderece la espalda.
Las mediciones de este aparato se basan en el latido del corazón. Si Ud. Tiene un latido muy débil o irregular, esteaparato podría tener dificultad en determinar su tensión arterial.
En caso de que el aparato detecte una condición anormal, el mismo detendrá la medición e indicará un símbolo de error
en la pantalla. Véase página 7 para la descripción de los símbolos.
Este aparato está diseñado para su uso en adultos. Consulte a su médico antes de usar este aparato en un niño. Un
niño no debe usar este aparato sin la atención de un adulto.
Las mediciones del monitor de presiones sanguíneas pueden verse afectadas por una temperatura o humedad
excesivas o por la altitud.
Español 11

6. El interruptor de función C.P.G.

Consulte la página 19 para la función C.P.G. que indicará el ángulo correctode modo que la altura del brazalete esté al mismo nivel que su corazón.

1. Después del paso 6 en la página 10, presione el botón
para seleccionar" " o " " relativa a la función C.P.G.
AJUSTAR para guardar la selección.
2. Presione el botón
3.
Si no utiliza la función C.P.G., pulse el botón START para apagar.
Continúe a "8. Medición".
Si usa la función mi C.P.G., continúe a "7. Selección de C.P.G. y mi C.P.G.".

7. Selección de C.P.G. y mi C.P.G.

Puede seleccionar un indicador ya sea la función C.P.G. o mi C.P.G.
Preajuste una postura correcta (ángulo de la muñeca) en la memoria si usa mi
C.P.G.

1. Ajuste y mantenga la altura del monitor de tensión arterial al mismo nivel que
su corazón usando el ángulo de la muñeca.
.
2. Seleccione un indicador con el botón
Indicador ...... Se usa la función C.P.G. (función mi C.P.G. : OFF)Se borran los datos de mi C.P.G. Continúe a paso 3.
Indicador...... Función mi C.P.G. está activada ON y el ángulo actual se
guarda cuando se cambia al indicador . Continúe al paso 3.

3. Presione el botón START para apagar el aparato.
Nota:

Cuando saque las pilas, se reajustan los parámetros preprogramados(de reloj, usuario y mi C.P.G.).
Seleccione un usuario de usuario y usuario con el botón
AJUSTAR .
Español 12

Desde paso 6 de página 10

La función C.P.G.
Botón

Pulse el botón

SET

A "7. Selección de C.P.G. y mi C.P.G"
o el botón START y a "8. Medición"
El indicador C.P.G.

Paso 1 [Ajuste y mantenga la altura delaparato (ángulo muñeca)]
ALTO (luz naranja)
Altura correcta (luz azul)
BAJO (luz naranja)
Paso 2 [Seleccione C.P.G. o mi C.P.G.]
La función C.P.G.
Mi C.P.G.
Botón
Ej.: usuario 1
Botón START y a "8. Medición"

8. Medición

Durante la medición, es normal que sienta el brazalete muy apretado.

9. Después de la medición

Mientras se muestran las lecturas, si pulsa el botón START para apagar el aparato, se guardan las nuevas lecturas enla memoria.
Mientas se muestran las lecturas, si pulsa el botón
para apagar el aparato, no se guardan las lecturas. Quite el brazaletey registre sus datos.
Nota: El aparato cuenta con la función de desconexión automática de la alimentación que guarda los datos actuales en lamemoria y que desconecta la alimentación automáticamente un minuto después de la medición. Deje que transcurran por
lo menos tres minutos si las mediciones se realizan en la misma persona.

Español 13

Mediciones
Nota: El UB-533 una vez usado, para la siguiente medición proveerá al usuario una inflación
propiada basada en la medición anterior.
1. Enrolle el brazalete alrededor de su muñeca. Siéntase cómodo con el brazalete
situado al mismo nivel que su corazón y relájese.
2. Presione el botón START . Aparecen brevemente todas las secciones de la pantalla.

Todas las secciones
3. Seleccione un usuario de usuario y usuario con el botón
AJUSTARinmediatamente. Ajuste y mantenga la altura del brazalete (con luz azul) al
mismo nivel que su corazón usando el indicador C.P.G.
Usuario o usuario : botón AJUSTAR
Nota: Si no usa selección de usuario, espere la inflación durante varios segundos. Si
El indicador C.P.G.: Naranja Azul Naranja
no usa la función C.P.G., no se muestra el indicador C.P.G. .
BAJO Nivel ALTO
4. A continuación, aparece cero (0) parpadeando brevemente. Cuando cambie la
A nivel delvisualización como se indica en la figura de la derecha, la medición habrá
corazón
comenzado. El brazalete se comenzará a inflar. Es normal sentir que el brazaleteaprieta. La medición se iniciará automáticamente cuando comience laPantalla cero(la marca del corazón) comience a parpadear.
presurización, y el corazón
Inflación
se inicia
Nota: Si desea detener el inflado en cualquier momento, presione el botón START de nuevo.
5. Cuando se haya completado la medición, el aparato muestra las lecturas (la presión
Inflando ysistólica y diastólica, frecuencia del pulso, clasificación de OMS, símbolo I.H.B. e
mediciónen curso
indicador C.P.G.). Mientras se muestran las lecturas, la fecha y la hora se muestranalternativamente. El brazalete extraerá el aire remanente y se desinflará totalmente
Presión sistólica
en forma automática.
Presión diastólica
mientras se
Nota: Si no desea guardar las nuevas lecturas en la memoria, pulse el botón
Clasificación de OMS
muestran las lecturas.
Indicador de I.H.B.
6. Presione el botón START nuevamente para apagar el aparato. Quítese el brazalete.
Frecuencia del pulso
Nota: El aparato cuenta con la función de desconexión automática de la alimentación. Deje
El indicador C.P.G.
por lo menos tres minuto antes de medirlo en una misma persona.
Español 14

Revisión de los datos de la memoria
Nota: Este aparato almacena en la memoria las últimas 60 mediciones.
1. Presione el botón
cuando apague el aparato.
Aparece el promedio de datos de todas las mediciones y el número de datos.
Si no hay datos, aparece “0”. Presione el botón
para apagar el aparato.

Modo memoria
Selección usuario
Ejemplo: usuario

Promedio de todos los
2. Use los siguientes botones para mostrar datos (de número y datos de medición).
datos
Seleccione un usuario de usuario y usuario usando el botón
Número de todos los datos
AJUSTAR . El aparato muestra el promedio de todas las mediciones y
Promedio de datos AM
el número de datos se muestra.
Indicador AM
Pulsando el botón
cada vez, el aparato muestra lo siguiente:
Number of AM data
Promedio de datos de todas las mediciones AM (mañana) tomadas
Promedio de datos PM
entre las 4:00 y 9:59. En el ejemplo, si no hay datos, se visualiza.
Indicador PM
Promedio de datos de todas las mediciones PM (tarde) tomadas
Number of PM data
entre las 18:00 y 1:59.
Ex.: No.30
Datos (número y datos de medición).
Datos más recientes
El aparato muestra en orden desde los datos más recientes. La
Fecha
fecha y hora se visualizan alternativamente mientras se muestranHora
los datos de medición.
3 segundos
En el ejemplo:
Nº 30 y datos
Nº 29 y datos
Nº 01 y datos.
3. Si presiona el botón
después de que se haya mostrado el dato másantiguo, el aparato continúa al paso 1, se muestran el promedio de todas las
mediciones y el número de datos.
4. Presione el botón START para apagar el aparato. Después de un minuto de
inactividad, el aparato se apaga automáticamente.

Último dato(más antiguo)
Fecha
Hora
3 segundos

Apagar
Botón
Botón

Botón

Botón

Botón

Botón
Botón

Botón
ApagarEspañol 15

Borrado de todos los datos almacenados en la memoria
1. Seleccione un usuario de usuario
y usuario
Apague el aparato usando el botón START .

con el botón

Apagar

AJUSTAR .

SET botón

2. Presione y mantenga presionado el botón
hasta que se apague el aparato
automáticamente.
El aparato muestra un icono de usuario y la marca, borra los datos
guardados en la memoria mientras parpadea la marca
y se apaga
automáticamente.

Usuario

Nota: Esta operación borrará los datos de usuario especificados guardados en lamemoria. No puede seleccionar qué datos borrar.

o usuario

Display se apaga
presione y mantenga
Ej.: Usuario
Borrando datos¿Qué es el indicador de LI/FibA?

Display se apaga
Soltar botón

Si el monitor detecta un ritmo irregular durante las mediciones, aparecerá el indicador LI/FibA en la pantalla con losvalores de medición.
LI/FibA con frecuencia.
Nota: Le recomendamos que consulte a su médico si ve el símbolo¿A qué hace referencia FibA?

El corazón se contrae debido a corrientes eléctricas que surgen de él y envía sangre por todo el cuerpo. La fibrilación
auricular (FibA) se produce cuando las corrientes eléctricas del atrio se confunden y ocasionan alteraciones en losintervalos del pulso. La FibA puede ocasionar estancamientos de sangre en el corazón, lo que podría producir
fácilmente coágulos de sangre, una de las causas de las apoplejías y los infartos de corazón.
Español 16

% LI/FibA%LI/FibA aparece como índice del LI/FibA detectado.
LI/FibA puede detectar no solamente interferencias tales como el movimiento físico, sino también los latidos
irregulares del corazón. Por tanto, le recomendamos consultar con su médico si el nivel de %LI/FibA es alto.
Número detectadode LI/FibA en lax 100 [%]
%LI/FibA =i
Número total
Visualización de %LI/FibA: %LI/FibA se visualiza al mostrar los valores medios.
%LI/FibA no se visualiza si el número almacenado en la memoria es igual o inferior a seis.
Visualización de valores medios

Nivel 0%LI/FibA = 0

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
%LI/FibA = 1 - 9 %LI/FibA = 10 - 24 %LI/FibA = 25 - 100

No se visualiza

Español 17

Indicador de barra de presión
El indicador monitoriza el progreso de la presión
durante la medición.

Presurizando

Inflación en progreso
Medición en progreso
Se ha completado la inflación

Indicador de clasificación de la OMS
Cada uno de los seis segmentos del indicador de barra
corresponde a la clasificación de tensión arterial de la OMS
que se describe en la página 21.

Ejemplo

Hipertensión moderada

Hipertensión leve

Normal alta

Indicador de clasificación de la OMS
Hipertensión severa
Hipertensión moderada
Hipertensión leve
Normal alta
NormalOptima: El indicador visualiza un segmento basado
en el dato actual, correspondiente a laclasificación de la OMS.

Español 18

El indicador C.P.G.

El indicador C.P.G.

El indicador C.P.G. (Guía Posición Correcta) es la función para informar de una
diferencia entre la altura (ángulo muñeca) del monitor de presión sanguínea y su
altura cardiaca en la postura correcta (Ejemplo: postura sentado, altura de mesa ysilla, etc.) durante la medición. El indicador se puede usar para conseguir una
condición de medición más estable.

El indicador C.P.G.

El indicador C.P.G.

La altura del monitor de presión
La altura del monitor de presión
La altura del monitor de presión
sanguínea está más alta que su
sanguínea está al mismo nivel quesanguínea está mas baja que su
corazón.
su corazón.
corazón.
Altura incorrecta
Altura correcta Ángulo altoÁngulo bajo
Altura incorrecta Ángulo correcto

El indicador C.P.G.: BAJO

El indicador C.P.G.: NIVEL

La posición del dispositivo se comprueba antes y después de la medición.
Si en ambas comprobaciones se muestra una posición de medición
correcta, se enciende el indicador NIVEL (azul).
Para cualquier otra medición, se encenderá un indicador de posición BAJO o
ALTO (naranja)

Cómo utilizar Mi C.P.G.

La función C.P.G. se puede usar con la postura correcta (ángulo muñeca) en la
mayoría de las mediciones. Si tiene que cambiar la postura para ajustar laaltura de modo que la altura del monitor de presión sanguínea esté al mismo
nivel que su altura cardíaca, puede usar mi C.P.G. para guardar una postura
personal. Preajuste su ángulo en la función mi C.P.G. antes de la medición.
Español 19

El indicador C.P.G. ALTO

Postura correcta
Siéntese recto apoyado
en la silla y ponga elcodo en la mesa.

Mesa

Silla

El indicador durante la medición y activación de la memoria

El indicador C.P.G. se puede mostrar al principio de la medición y se incluye en los datos guardados en la memoria. Ajuste ymantenga el ángulo durante la medición.

Aspectos sobre la tensión arterial¿Qué es la tensión arterial?

La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arteriales. La tensión sistólica ocurre
cuando el corazón se contrae, y la tensión diastólica ocurre cuando el corazón se expande.
La tensión arterial se mide en milímetros de mercurio (mmHg). La presión arterial de una persona está representada porla tensión fundamental, que es la que se mide primero por la mañana cuando la persona está aún descansada y antes
de haber ingerido alimentos.

¿Qué es la hipertensión y cómo controlarla?

La hipertensión es la tensión arterial anormalmente alta, si no se corrige, puede causar muchos problemas de salud,
incluyendo ataques al corazón y apoplejía. La hipertensión puede controlarse cambiando el estilo de vida, evitando elestrés y con medicamentos siempre bajo supervisión médica.
Para evitar la hipertensión o para mantenerla bajo control:
No fume.
Realice ejercicio con regularidad.
Reduzca la ingestión de sal y grasa.
Sométase a exámenes físicos con regularidad.
Mantenga un peso apropiado.

¿Por qué debe medirse la tensión arterial en la casa?

La medición de la tensión arterial en una clínica o una consulta médica puede causar temor y, por lo tanto producir una
lectura elevada, de 25 a 30 mmHg mayor que medirlo en casa. La medición en casa reduce los efectos de influencias
externas en la lectura de tensión arterial, se recomienda que informe a su médico afín de proporcionar un historial más
completo y exacto de la tensión arterial.
Español 20

Clasificación de la tensión arterial según la OMS

La OMS ha establecido las normas para la evaluación de la tensión arterial,
tal como se muestra en el gráfico de abajo.

Variaciones de la tensión arterial

La tensión arterial de una persona varía considerablemente en base diaria
y estacional. La misma puede variar en 30 a 50 mmHg dependiendo dediversas condiciones durante el día. En personas hipertensas, estas
variaciones son aun más notables. La tensión arterial normalmente seeleva cuando se está trabajando o jugando y baja a sus niveles más bajos
durante el sueño. Por lo tanto, no se preocupe demasiado de losresultados realizados en una sola medición.
Mídase la tensión arterial a la misma hora todos los días usando elprocedimiento descrito en este manual y sea consciente de su tensión
normal. Un cuadro de lecturas múltiples proporcionarán un historial detensión arterial más completo. Asegúrese de anotar la fecha y hora al
registrar su tensión arterial. Consulte a su médico para interpretar los
resultados.

Español 21

Localización y corrección de fallos
Problema

Causa probable
Las pilas se han agotado.

No aparece nada en lapantalla, aun cuando se Los terminales de las pilas no están enconecta la alimentación. posición correcta.

Acción recomendada
Reemplace ambas pilas con unas nuevas.
Coloque las pilas con sus terminales negativo ypositivo coincidiendo con los indicados en elcompartimiento.

El voltaje de las pilas están bajos. Destella(marca de PILAS
la marca
Reemplace ambas pilas con unas nuevas.
El brazalete no se infla.
GASTADA). Si las pilas están agotadas
completamente, no aparece esta marca.
El brazalete no está ajustado debidamente. Ajuste el brazalete correctamente.
Movió su muñeca o cuerpo durante laAsegúrese de permanecer quieto y en silencio
medición.
durante la medición.
El aparato no mide lapresión arterial. Las
Siéntese cómodamente y manténgase quito.
Elbrazaletenoestá
posicionado
lecturas so demasiado
Eleve su mano de tal modo que el brazalete secorrectamente.
altas o demasiado
encuentre al mismo nivel que su corazón.
bajas.
Si el latido de su corazón es muy débil o irregular,
el aparato tendrá dificultad en determinar su
tensión arterial.
El valor se diferencia de aquel medido en Consulte el capitulo, ¿Por qué debe medirse launa clínica o en consultorio médico.
tensión arterial en la casa?
Otros
Retire las pilas. Colóquelas nuevamente de forma
correcta e intente la medición nuevamente.
Nota: Si las acciones descritas anteriormente no solucionarán el problema, póngase en contacto con su distribuidor. No intente abrir orepara este producto Ud. mismo, pues cualquier intento de hacerlo invalidará su garantía.
Español 22

Mantenimiento
No abra el aparato, ya que éste contiene componentes eléctricos delicados y una unidad de aire compleja podrían
dañarlo. Si no puede solucionar el problema aplicando las instrucciones de localización y corrección de averías,
solicite el servicio de reparación a su proveedor o al grupo de servicio de A&D. El grupo de servicio de A&D proveerá
información técnica, repuestos y unidades a los proveedores autorizados.
Este aparato está diseñado y fabricado para una vida de servicio prolongada. No obstante se recomienda someterel monitor a inspecciones cada 2 años con el fin de asegurar un funcionamiento adecuado. Póngase en contacto
con su distribuidor autorizado o A&D para su mantenimiento.

Datos técnicos
Tipo
Método de medición
Gama de medición
Precisión de medición
Alimentación
Número de mediciones
Circunferencia de la muñeca
Clasificación
Pieza aplicada

UB-533
Medición oscilométrica
Tensión:0 a 299 mmHg
Presión sistólica: 60 a 279 mmHg
Presión diastólica: 40 a 200 mmHg
Pulso:
40 a 180 latidos/minuto
Tensión:±3 mmHg
Pulso:±5 %2 pilas alcalinas de 1.5 V (LR03 o AAA)
Aprox. 250 mediciones, cuando se usan pilas alcalinas AAA, con valor depresión de 170 mmHg a temperatura ambiente de 23 °C
13.5 a 21.5 cm
Equipo ME alimentado internamente (Modo de operación continuo)
Brazalete Tip BF
Español 23

Vida útilAparato: 5 años (cuando se usa seis veces al día)
Prueba clínica
De acuerdo con ISO81060-2: 2013
EMD
IEC 60601-1-2: 2014
Almacenamiento de datos
Las últimas 60 medidas cada una para usuario 1 y usuario 2.
Condiciones ambientales de funcionamiento
Temperatura de +10 a +40 °C / RH de 15 a 85 % / 800 a 1060 hPa
Condiciones ambientales para almacenamiento Temperatura de -20 a +60 °C / RH de 10 a 95 % / 700 a 1060 hPa
Dimensiones
Aprox. (56 [An] x 88 [Al] x 21.5 [Pr]) mm
Peso
Aprox. 95 g, excluyendo las pilas
Grado de protección
IP20
Nota: Las especificaciones estarán sujetas a cambios por mejoramiento, sin previo aviso.
La clasificación IP hace referencia a los grados de protección otorgados por los materiales contenedores según lanorma CEI 60529. Este dispositivo está protegido contra objetos extraños sólidos de 12 mm de diámetro y más,por ejemplo, un dedo. Este dispositivo no está protegido contra el agua.

Español 24

A&D Company, Ltd.
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands
Telephone: [31] (70) 345-8570 Fax: [31] (70) 346-7299
A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd

爱安德技研贸易（上海）有限公司

中国 上海市自由贸易试验区浦东南路855号世界广场32楼C,D室 邮编200120(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road,China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 200120, China)
电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED( 509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India ): 91-124-4715555: 91-124-4715599