Monitor Tekanan Darah Digital
Model UA-654MR
Manual Arahan
Terjemahan□

SimbolSYS
DIA
PUL

1WMPD4004573A

1. Pelanggan yang Dihormati□

Simbol-simbol dicetak pada bekas peranti.

Tahniah kerana membeli monitor tekanan darah A&D. Perantiyang direka dengan penggunaan mudah dan ketepatan ini akan
memudahkan regimen tekanan darah harian anda.
Kami mencadangkan supaya anda membaca manual ini dengan teliti
sebelum menggunakan peranti ini untuk kali pertama.

2. Catatan Awal
□
□
□

2020

Alat ini direka untuk digunakan pada orang dewasa, bukan bayi baru
lahir atau budak.
Persekitaran untuk digunakan. Peranti ini digunakan untuk beroperasi
dengan diri sendiri dalam persekitaran penjagaan kesihatan rumah.
Peranti ini direka untuk mengukur tekanan darah dan kadar denyutan
nadi individu untuk diagnosis.

SN

3. Langkah berjaga-jaga
□

□

□

□
□

□
□

□
□
□

□
□
□

□
□

□
□

□
□
□
□
□
□
□

IP

Komponen ketepatan digunakan dalam pembinaan peranti ini.
Ekstrem dalam suhu, kelembapan, cahaya matahari langsung,kejutan atau habuk harus dielakkan.
Bersihkan peranti dan kaf dengan kain kering, lembut atau kain yang
dilembapkan dengan air dan detergen neutral. Jangan gunakan
alkohol, benzena, pencair atau lain-lain bahan kimia yang kasar untuk
membersihkan peranti atau kaf.
Elakkan lipatan ketat pada kaf atau menyimpan hos dipintal ketat
untuk jangka masa panjang, kerana perlakuan sedemikian bolehmemendekkan hayat komponen.
Peranti dan kaf bukan kalis air. Mencegah hujan, peluh dan air
daripada merosakkan peranti dan kaf.
Pengukuran mungkin terganggu jika peranti itu digunakan hampir
dengan televisyen, ketuhar gelombang mikro, telefon selular, sinar X
atau peranti lain dengan medan elektrik yang kuat.
Apabila menggunakan semula peranti, sahkan bahawa peranti itu bersih.
Peralatan, bahagian dan bateri yang digunakan tidak dianggap
sebagai sisa rumah biasa, dan mesti dilupuskan mengikut peraturan
tempatan yang berkenaan.
Apabila penyesuai AC digunakan, pastikan penyesuai AC boleh
dikeluarkan dengan mudah dari salur keluar elektrik apabila perlu.
Jangan ubah suai peranti. Ia boleh menyebabkan kemalangan ataukerosakan pada peranti.
Untuk mengukur tekanan darah, lengan perlu ditekan oleh kaf dengan
kekuatan yang secukupnya bagi menghentikan aliran darah untuk
sementara melalui arteri. Ini boleh menyebabkan kesakitan, kebasatau tanda merah pada lengan untuk sementara. Keadaan ini akan
muncul terutamanya apabila pengukuran diulang berturut-turut.
Sebarang kesakitan, kebas, atau tanda merah akan hilang apabila
masa berlalu.
Berhati-hati untuk mengelakkan bayi dicekik dengan hos dan kabel
secara tidak sengaja.
Jangan putarkan hos udara semasa pengukuran. Ini boleh
menyebabkan kecederaan akibat tekanan kaf berterusan.
Mengukur tekanan darah terlalu kerap boleh menyebabkan
kemudaratan akibat gangguan aliran darah. Periksa supaya operasi
peranti tidak menyebabkan kerosakan peredaran darah yang
berpanjangan, semasa menggunakan peranti berulang kali.
Jika anda mempunyai mastektomi, sila berunding dengan doktor
sebelum menggunakan alat ini.
Jangan biarkan kanak-kanak menggunakan alat tersebut dengan
sendiri dan jangan gunakan alat tersebut di tempat dalam jangkauanbayi. Ia boleh menyebabkan kemalangan atau kerosakan .
Terdapat bahagian-bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya
tercekik jika ditelan dengan tidak sengaja oleh bayi.
Peranti komunikasi tanpa wayar, seperti peranti rangkaian rumah, telefon
bimbit, telefon tanpa kord dan stesen pangkalan mereka, walkie-talkieboleh mempengaruhi monitor tekanan darah ini. Oleh itu, jarak minimum
sebanyak 30 cm hendaklah dijaga daripada peranti sedemikian.
Cabut palam penyesuai AC apabila tidak digunakan semasa pengukuran.
Penggunaan aksesori yang tidak dinyatakan dalam manual ini bolehmenjejaskan keselamatan.
Sekiranya berlaku litar pintas bateri, ia mungkin menjadi panas dan
berpotensi menyebabkan luka terbakar.
Benarkan alat itu menyesuaikan diri dengan persekitaran sekelilingsebelum digunakan (kira-kira satu jam).
Ujian klinikal belum dijalankan pada bayi yang baru lahir dan wanita
hamil. Jangan gunakan pada bayi baru lahir atau wanita hamil.
Jangan sentuh bateri, bicu DC, dan pesakit pada masa yang sama.
Itu boleh mengakibatkan kejutan elektrik.
Jangan mengembung tanpa membalut kaf di sekitar lengan atas.

Sentiasa kering

6. Penggunaan Monitor
6.1. Memasang/Menukar Bateri

4. Identifikasi Bahagian
Julat yang sesuai
Indeks 
Tanda kedudukan arteri
Hos udara
Pemegang Kaf

Palam penyesuai AC
Paparan
Butang START (MULA)
Soket Udara
Palam Penyambung Udara
Bahagian Bateri
Penutup Bateri

Kaf Lengan

Paparan

□

□
□

□
□

6.2. Memasang Pemegang Kaf

Peranti ini dilengkapi dengan pemegang kaf boleh
tanggal untuk kemudahan anda.
Apabila tidak digunakan, hanya selitkan kaf anda ke
dalam pemegang untuk penyimpanan.
□ Untuk memasang pemegang kaf:
1. Jajarkan pemegang kaf dengan bahagian belakang peranti.
2. Luncurkan pemegang kaf ke bahagian belakang
peranti sehingga ia terpasang dengan selamat ke
tempatnya.
□ Untuk mengeluarkan pemegang kaf:
1. Tolak tab pada pemegang kaf dari monitor tekanan darah.
2. Luncurkan pemegang kaf dari monitor tekanan
darah seperti ditunjukkan di sebelah kanan.

6.3. Menyambungkan Hos Udara
Masukkan palam
penyambung udara ke soket
udara dengan kukuh.

Tekanan Diastolik
Kadar Denyutan Nadi
Simbol IHB/AFib
Tanda jantung
Penunjuk Bateri
Penunjuk Bar Tekanan dan
Penunjuk Klasifikasi WHO

5. Simbol
Simbol yang muncul pada paparan

Tindakan Disyorkan
Pengukuran sedang berjalan.
Kurangkan pergerakan
badan sebaik mungkin.
------------------------------------------------------------------------------------------Ganti semua bateri denganyang baharu apabila tanda
tersebut berkelip.
Ambil pengukuran yang lain.
Jangan bergerak semasa
pengukuran.

Balutkan kaf dengan betul,
Kaf tidak digunakan dengan betul. dan ambil ukuran lain.
PUL RALAT PAPARAN
Denyutan nadi tidak dikesan
dengan betul.

Ralat dalaman peranti

Hos udara
udara
Hos

6.4. Menyambungkan
Penyesuai AC□□

Palam Penyambung
Penyambung Udara
Udara
Palam

Soket Udara
Udara
Soket
Masukkan palam penyesuai AC
ke dalam bicu DC. Kemudian
Palam penyesuai
penyesuai AC
AC
Palammasukkan penyesuai AC ke
Bicu DCDC
Bicu
salur keluar elektrik. Penyesuai
AC, model TB-233C dijual
secara berasingan.
Apabila mencabut penyesuai AC
daripada salur keluar elektrik,
genggam dan tarik badan
penyesuai AC keluar daripada salur keluar.
Apabila memutuskan palam penyesuai AC daripada monitor tekanan
darah, genggam dan tarik palam penyesuai AC keluar daripada monitor.

6.5. Memilih Kaf yang Betul□□□

Penggunaan saiz kaf yang betul adalah penting untuk bacaan yangtepat. Sekiranya kaf bukan ukuran yang betul, bacaan mungkin
menghasilkan nilai tekanan darah yang salah.
Saiz lengan dicetak pada setiap kaf.
Indeks  dan julat yang sesuai pada kaf memberitahu anda jika anda
menggunakan kaf yang betul. Rujuk kepada “6.6 Menggunakan Kaf Lengan”.
Jika mata indeks  berada di luar julat, hubungi wakil pengedar
tempatan anda untuk membeli kaf gantian.
Kaf tangan adalah pakai habis. Jika ia telah lusuh, beli yang baharu.

Tekanan

1. Letakkan kaf pada lengan di
Pada aras jantungbahagian jantung (sebaiknya
lengan kiri). Duduk dengan
Tekan butang START (MULA)
tenang semasa pengukuran.
2. Tekan butang START (MULA).
Semua segmen paparan
Semua segmen paparandipaparkan. Sifar yangdipaparkan berkelip sebentar.
Kemudian paparan berubah,seperti yang ditunjukkan
dalam gambar di sebelah
kanan apabila pengukuran
Paparan sifar
bermula. Kaf tersebut mulamengembang. Ia adalah
normal untuk kaf berasa
sangat ketat. Penunjuk bar
tekanan dipaparkan seperti
Mula mengembung
dalam angka di sebelah kanan
semasa pengembungan.
Nota: Jika anda ingin menghentikan
pengembungan padabila-bila masa, tekan butang
TekananSTART (MULA) sekali lagi.
3. Apabila pengembungan
selesai, deflasi bermulasecara automatik dan(tanda jantung) berkelip
Pengukuran sedang berjalanyang menunjukkan bahawa
pengukuran sedang berjalan.
Setelah denyutan nadi
Tekanan sistolik
dikesan, tanda itu berkelip
Tekanan diastolik
dengan setiap denyutan nadi.
Nota: Jika tekanan yang sesuai
Klasifikasi WHO
tidak diperoleh, peranti akan
Kadar denyutan nadi
mula mengembang lagi secara
automatik.
Keluarkan baki udara secara
4. Apabila pengukuran selesai,
automatikbacaan tekanan sistolik dan
diastolik dan kadar denyutan
Matikan dengan butang
nadi dipaparkan. Kaf
START (MULA)
melepaskan baki udara dan
mengempis sepenuhnya.
5. Tekan butang START (MULA) lagi untuk mematikan kuasa.
Nota:Model UA-654MR ini disediakan dengan fungsi penutupan
kuasa automatik. Berikan sekurang-kurangnya 3 minit antara
pengukuran pada individu yang sama.

7.2. Pengukuran dengan Tekanan Sistolik yang
Dikehendaki

Sekiranya pengembungan
Pada aras jantung
semula berlaku berulang kali,
gunakan kaedah berikut.
Tekan butang
Sekiranya tekanan sistolik anda
START (MULA)
dijangkakan melebihi 230 mmHg,
gunakan prosedur ini.
1. Letakkan kaf pada lengan dibahagian jantung (sebaiknya
lengan kiri).
2. Tekan butang START (MULA).
Tekan dan tahan butang
3. Semasa sifar berkelip, tekan
START (MULA)
dan tahan butang
Pengembungan
START (MULA) sehingga
sedang berjalan
nombor kira-kira 30 hingga
40 mmHg lebih tinggi
Lepaskan butang START
daripada tekanan sistolik
untuk menghentikanyang anda jangkakan muncul.
pengembungan
4. Apabila nombor yangdikehendaki tercapai,
Tekanan yang dikehendaki
lepaskan butang
START (MULA) untuk
Rujuk seksyen
memulakan pengukuran.
“7.1 Pengukuran Normal”
Kemudian teruskan mengukur
tekanan darah anda sepertiyang diterangkan pada bahagian “7.1 Pengukuran Normal”.

7.3. Nota untuk Pengukuran Tepat
□

□

□
□

□
□

□

□

Duduk dengan selesa di atas kerusi. Rehatkan lengan anda di atasmeja. Jangan silang kaki anda. Letak kaki anda di atas lantai danluruskan belakang anda.
Duduk dalam kedudukan yang selesa. Letakkan tangan anda diatas meja dengan telapak tangan menghadap ke atas dan kaf padakedudukan yang sama dengan jantung anda.
Letakkan pusat kaf pada kedudukan yang sama dengan jantung anda.
Rehat selama kira-kira lima hingga sepuluh minit sebelum pengukuran.
Sekiranya anda berasa teruja atau tertekan akibat tekanan emosi,
pengukuran akan mencerminkan tekanan ini sebagai lebih tinggi (ataulebih rendah) daripada bacaan tekanan darah normal dan bacaan
denyutan nadi biasanya menjadi lebih cepat berbanding biasa.
Kekalkan kedudukan dan diam semasa pengukuran.
Jangan mengukur dengan segera selepas senaman fizikal atau
mandi. Rehat selama dua puluh atau tiga puluh minit sebelum
mengambil pengukuran.
Tekanan darah seseorang berbeza-beza secara berterusan, bergantung
kepada aktiviti yang anda lakukan dan makanan yang anda makan.
Minuman yang anda minum boleh mempunyai kesan yang sangat kuat
dan pantas pada tekanan darah anda.
Peranti ini mengukur ukurannya pada denyutan jantung. Jika anda
mempunyai degupan jantung yang lemah atau tidak teratur, peranti
mungkin mengalami kesukaran untuk menentukan tekanan darah anda.
Sekiranya peranti mengesan keadaan yang tidak normal, ia akan
menghentikan pengukuran dan memaparkan simbol ralat. Rujuk
seksyen “5. Simbol” untuk perihalan simbol.
Peranti ini digunakan oleh orang dewasa. Berunding dengan pakar
perubatan anda sebelum menggunakan peranti ini pada kanakkanak. Seorang kanak-kanak tidak boleh menggunakan peranti ini
tanpa pengawasan.
Cuba ukur tekanan darah anda pada masa yang sama setiap hari.
Prestasi monitor tekanan darah automatik ini mungkin dipengaruhi
oleh suhu atau kelembapan atau ketinggian yang berlebihan.

Saiz Lengan
Saiz Kaf yang Disyorkan Nombor Katalog
31 cm hingga 45 cm Kaf Dewasa besar
CUF-D-LA-ISO
22 cm hingga 42 cm Kaf julat lebar
CUF-I-ISO
23 cm hingga 37 cm Kaf semi besar
CUF-D-MA-ISO
22 cm hingga 32 cm Kaf dewasa
CUF-F-A-ISO
Saiz lengan:Lilitan pada biseps.
Nota:
Model UA-654MR tidak direka bentuk untuk menggunakan kaf kecil.

□

Simbol8. Mengimbas Kembali Data Memori

Simbol-simbol dicetak pada kaf.
Fungsi / Makna



Tanda Kedudukan ArteriIndeksTindakan Disyorkan
Tetapkan tanda pada arteri lengan atas
atau sejajar dengan jarimanis pada bahagiandalam lengan.
-------------------------------

Nombor katalog
Julat yang sesuai untuk kaf
dewasa. Ia dicetak pada kaf
dewasa.

------------------------------------------------------------Gunakan kaf dewasa
besar berbanding kaf
dewasa semi besar.

Julat yang sesuai untuk kaf
dewasa. Ia dicetak pada kaf
dewasa besar.
Julat bawah dicetak pada kaf
dewasa semi besar.

------------------------------------------------------------Gunakan kaf dewasa
semi besar berbanding
kaf dewasa besar.

Julat bawah dicetak pada kaf
dewasa besar.
Nombor lot-------------------------------

Pengeluar-------------------------------

Peranti Perubatan------------------------------Julat yang sesuai

Kaf dewasa besar□□□

Peranti secara automatik menyimpan sehingga enam puluh tekanan
darah dan pengukuran denyutan nadi dalam memori. Data yang disimpan
dalam memori diberikan nombor data dalam susunan yang terbaharu
kepada yang paling lama. Data yang paling lama dipaparkan sebagai“”. Simbol M pada sudut kiri atas paparan menunjukkan bahawa
anda sedang melihat data sebelumnya yang tersimpan dalam memori.

8.1. Mengimbas Kembali Data

Tiada Data
1. Apabila tiada apa yang
Tekan dan tahan butang
dipaparkan, tekan dan
START (MULA)
tahan butang
START (MULA) untuk
Lepaskan butang
mengimbas semula data
M tandayang disimpan.
2. Lepaskan butang apabila
Data Purata
memaparkan data purata.
3. Nombor data dan data
Nombor datayang disimpan akan
dipaparkan secara
automatik daripada
pengukuran terakhir.
Data disimpan
4. Paparan akan dimatikan
secara automatik selepas
semua data dipaparkan.
Nota: J ika anda
Matikan secara automatik
menekan butang
START (MULA)
Tekan dan tahan butang
sambil mengimbas
START (MULA)
semula data, peranti
akan dimatikan.

8.2. Membersihkan
Data

Kaf julat lebar
Kaf dewasa
Kaf semi besar

6.6. Menggunakan Kaf Lengan

1. Balut kaf di sekitar lengan atas, kira-kira 1 hingga 2 cm di atasbahagian dalam siku, seperti yang ditunjukkan.
Letakkan kaf secara langsung di atas kulit, kerana pakaian boleh
menyebabkan denyutan nadi yang tidak jelas dan menyebabkan
ralat pengukuran.
2. Penjerutan lengan atas yang disebabkan oleh lengan baju yangdigulung ke atas, boleh mencegah bacaan yang tepat.
3. Pastikan bahawa mata indeks  berada dalam julat yang sesuai.
Nota: S emasa pengukuran, ia adalah normal untuk kaf berasa sangat
ketat. (Jangan cemas).
Jangan menggulung lengan baju dengan ketat

Kaf

Lepaskanbutang

1. Apabila mematikan
Pilih “” untuk
5 saatperanti, tekan dan tahan
membersihkan data.
butang START (MULA)
sehingga “”Tanda M berkelip.
dipaparkan.
Data dibersihkan
2. Pilih “” untuk
membersihkan data.
3. Data dibersihkan apabila
Matikan secara automatik
tanda M tersebut
berkelip.
4. Peranti dimatikan secara automatik.

9. Apa itu I.H.B./AFib

Apabila monitor mengesan ritma tidak teratur semasa pengukuran,
penunjuk I.H.B./AFib akan muncul pada paparan dengan nilai
pengukuran.
Nota: Kami mengesyorkan anda menghubungi pakar perubatan anda
ini dengan kerap.
jika anda melihat simbol

10. Apa itu AFib

1 hingga 2 cm

Tanda kedudukan arteri
Ketatkan pengikat fabrik dengan kuat.

Keluarkan bateri dan tekanbutang START (MULA)
kemudian pasangkan semulabateri. Jika ralat masih muncul,
hubungi wakil pengedar.

11. Penunjuk Bar Tekanan

7.1. Pengukuran Normal

Kepada data seterusnya

Tekanan Sistolik

Simbol Fungsi / Makna
Muncul semasa pengukuran
sedang berjalan. Ia berkelip
apabila denyutan nadi dikesan.
Muncul apabila denyutan jantung
tidak teratur dikesan. Ia boleh
menyala apabila getaran yangsangat sedikit seperti menggigil
atau gementar dikesan.
Ukuran sebelumnya disimpan
dalam ingatan.
BATERI PENUH
Penunjuk kuasa bateri semasa
pengukuran.
BATERI RENDAH
Kuasa bateri rendah apabila ia
berkelip.
Tekanan darah tidak stabil
kerana pergerakan semasa
pengukuran.
Nilai sistolik dan diastolik adalah
dalam 10 mmHg satu sama lain.
Nilai tekanan tidak meningkat
semasa pengembungan.

Masukkan bateri seperti yang ditunjukkan dalam bahagian bateri. Sekiranya
dipasang tidak betul, peranti tidak akan berfungsi.
Apabilaberkelip pada paparan dan peranti memberitahu bahawa bateri perlu
diganti, gantikan semua bateri dengan yang baharu. Jangan campurkan bateri
lama dan baharu. Ia mungkin memendekkan hayat bateri, atau menyebabkan
peranti rosak. Gantikan bateri dua saat atau lebih selepas peranti dimatikan.
tidak muncul apabila bateri lemah.
Jangka hayat bateri berbeza mengikut suhu sekeliling dan mungkin lebih rendah
pada suhu rendah. Secara am, empat bateri R6P baharu akan bertahan selama
lebih kurang tiga bulan apabila digunakan dua kali untuk pengukuran setiap hari.
Gunakan bateri yang ditentukan sahaja. Bateri yang disediakan dengan peranti ini
adalah untuk menguji prestasi peranti dan mungkin mempunyai kehidupan terhad.
Keluarkan bateri jika peranti tidak digunakan untuk masa yang lama. Bateri
mungkin bocor dan menyebabkan kerosakan.

Julat atas dicetak pada kaf
dewasa semi besar.

MEMORI

Langkah 1
Langkah 4

PERHATIAN□□

Bicu DC

Langkah 3

1. Tanggalkan penutup bateri.
2. Keluarkan bateri yangdigunakan daripada bahagianbateri sekira menukarnya.
3. Masukkan bateri baharu ke
dalam bahagian bateri sepertiyang ditunjukkan, memastikan
kekutuban (+) dan (-) betul.
Langkah 2
4. Tukarkan penutup bateri.
Gunakan bateri R6P, LR6
atau AA sahaja.

Kontraindikasi

Berikut ialah langkah berjaga-jaga untuk penggunaan peranti yang betul.
□ Jangan gunakan kaf pada lengan dengan peralatan perubatan
elektrik lain yang dipasang. Peralatan tidak berfungsi dengan baik.
□ Individu yang mempunyai kekurangan peredaran darah yang teruk dilengan mesti berunding dengan doktor sebelum menggunakan alattersebut, untuk mengelakkan masalah perubatan.
□ Jangan diagnosis sendiri hasil pengukuran dan mulakan rawatan dengan diri sendiri.
Sentiasa berunding dengan doktor anda untuk menilai keputusan dan rawatan.
□ Jangan gunakan kaf pada lengan dengan luka yang tidak disembuhkan.
□ Jangan gunakan kaf pada lengan yang menerima titisan intravena ataupemindahan darah. Ia boleh menyebabkan kecederaan atau kemalangan.
□ Jangan gunakan peranti itu yang mana gas mudah terbakar seperti
kehadiran gas anestetik. Ia boleh menyebabkan letupan.
□ Jangan gunakan peranti ini dalam persekitaran oksigen yang sangat
tertumpu, seperti ruang oksigen tekanan tinggi atau tenda oksigen. Ia
boleh menyebabkan kebakaran atau letupan.

7. Pengukuran

Fungsi / Makna
Bersedia dan Hidupkan peranti.
Tekanan darah sistolik dalam mmHg
Tekanan darah diastolik dalam mmHg
Denyutan nadi per minit
Panduan pemasangan bateri
Arus terus
Jenis BF: Peranti, kaf dan tiub direka untuk memberikan
perlindungan khas terhadap kejutan elektrik.
Pengeluar
Tarikh pengeluar
Peralatan, bahagian dan bateri yang digunakan tidak
dianggap sebagai sisa buangan biasa dan mesti
dilupuskan mengikut peraturan tempatan yang berkenaan.
Nombor siri
Rujuk manual arahan/buku kecil
Kekutuban bicu DC
Simbol perlindungan antarabangsa

Hos udara
Indeks  dan julat yang sesuai

Jantung berkontraksi akibat isyarat elektrik yang terjadi dalam hati
dan menghantar darah melalui badan. Pemfibrilan atrium (AFib)berlaku apabila isyarat elektrik dalam atrium menjadi keliru dan
membawa kepada gangguan dalam selang denyutan nadi. AFib boleh
menyebabkan darah terhenti di jantung, yang mudah menghasilkan
darah beku yang menyebabkan strok dan serangan jantung.

Melepaskan udara

Pengukuran sedang berjalan
Pengembungan selesaiPengembungan sedang berjalan
Penunjuk memantau kemajuan tekanan semasa pengukuran.

12. Tentang Tekanan Darah
Apa itu Tekanan Darah?

Tekanan darah ialah daya yang dikenakan oleh darah terhadap
dinding arteri. Tekanan sistolik berlaku apabila jantung mengecut.
Tekanan diastolik berlaku apabila jantung mengembang. Tekanan
darah diukur dalam milimeter merkuri (mmHg).

13. Penunjuk Klasifikasi WHO
Setiap segmen penunjuk bar Penunjuk Klasifikasi WHO
bersamaan dengan klasifikasi
Tekanan darah tinggi yang teruk
tekanan darah WHO.
Tekanan darah yang sederhana:P enunjuk memaparkan segmen,
Tekanan darah ringan
berdasarkan data semasa, yang
Normal tinggi
sepadan dengan klasifikasi WHO.
NormalOptimal

14. Penyelesaian masalah
Masalah
Sebab yang mungkin
Tindakan Disyorkan
Ganti semua bateri dengan yang
Tiada apa-apa Bateri lemah.
baharu.
yang muncul
pada paparan Terminal bateri
Pasang semula bateri dengan
walaupuntidak berada dalam terminal negatif dan positif yangkuasa
sepadan dengan yang ditunjukkan
kedudukan yangdihidupkan.
pada bahagian bateri.
betul.
Voltan bateri terlalu
rendah.
Kaf tidakberkelip. Jika bateri Ganti semua bateri dengan yangmengembang. lemah sepenuhnya, baharu.
tanda tersebut tidak
muncul.
Kaf tidak digunakan
Gunakan kaf dengan betul.
dengan elok.
Anda menggerakkan
Pastikan anda tetap tenang dan
lengan atau badan
diam semasa pengukuran.
semasa pengukuran.
Duduk dengan selesa dan
Peranti tidak
tenang. Letakkan tangan anda dimengukur.
atas meja dengan telapak tangan
Kedudukankaf
tidak
Bacaan terlalu
menghadap ke atas dan kaf padabetul.
tinggi atau
kedudukan yang sama dengan
terlalu rendah.
jantung anda.
Jika anda mempunyai degupan
jantung yang lemah atau-------------------------- tidak teratur, peranti mungkin
mengalami kesukaran untuk
menentukan tekanan darah anda.
Di klinik atau pejabat doktor,
kebimbangan mungkin
Nilai berbeza
menyebabkan bacaan yangdaripada yangtinggi. Pengukuran di rumah
diukur di klinik atau
mengurangkan kesan pengaruh luar
pejabat doktor.
Lain-lainterhadap bacaan tekanan darah,yang menambah bacaan doktor.
Keluarkan bateri. Letakkannya-------------------------- semula dengan betul dan ambil
satu lagi ukuran.
Nota: Jika tindakan yang dinyatakan di atas tidak menyelesaikan
masalah, hubungi wakil pengedar. Jangan cuba membuka
atau membaiki produk ini, kerana sebarang percubaan untuk
melakukannya akan membuat jaminan anda tidak sah.

15. Penyelenggaraan
Jangan buka peranti. Ia menggunakan komponen elektrik halus danunit udara rumit yang boleh rosak. Jika anda tidak dapat membetulkan
masalah menggunakan arahan penyelesaian masalah, hubungi wakil
pengedar yang sah di kawasan anda atau jabatan perkhidmatanpelanggan kami. Perkhidmatan pelanggan A & D akan menyediakan
maklumat teknikal, alat ganti dan unit kepada wakil pengedar.
Peranti ini direka dan dihasilkan untuk hayat perkhidmatan yangpanjang. Walau bagaimanapun, secara am disyorkan supaya peranti
diperiksa setiap 2 tahun, untuk memastikan fungsi dan ketepatan yangbetul. Sila hubungi wakil pengedar yang sah di kawasan anda atau
A & D untuk penyelenggaraan.

16. Data Teknikal
Jenis
Kaedah pengukuran
Julat pengukuran

UA-645MR
Pengukuran osilometri
Tekanan:
0 - 299 mmHg
Tekanan sistolik: 60 - 279 mmHg
Tekanan diastolik: 40 - 200 mmHg
Denyutan nadi:
40 - 180 denyutan/minit
Ketepatan pengukuran Tekanan:±3 mmHg
Denyutan nadi:±5 %Perkadaran
DC 6 V 3 W
Bekalan kuasa
Bateri 4 x 1.5 V (R6P, LR6 atau AA) atau
Penyesuai AC (TB-233C INPUT: AC 100 – 240 V
50/60 Hz 0.15 A) (Tidak disertakan)
Bilangan pengukuran Kira-kira 700 kali LR6 (bateri alkali)
Kira-kira 200 kali R6P (bateri mangan)
Dengan nilai tekanan 180 mmHg, suhu bilik 23 °C.
Klasifikasi
Peralatan ME berkuasa dalaman (Disediakan
oleh bateri) / Kelas II (Disediakan oleh
penyesuai) Mod operasi berterusan
Ujian klinikal
Mengikut ISO81060-2: 2013
Dalam kajian pengesahan klinikal, K5
digunakan pada 85 orang subjek untuk
penentuan bagi tekanan darah diastole.
EMD
IEC 60601-1-2: 2014
Memori60 pengukuran terkini
Keadaan operasi+10 hingga +40 °C / 15 hingga 85 %RH /800 hingga 1,060 hPa-20 hingga +60 °C / 10 hingga 95 %RH /Keadaan
700 hingga 1,060 hPa
Pengangkutan/
Penyimpanan
DimensiKira-kira106 [W] x 67 [H] x 143 [D] mm
tidak termasuk pemegang kaf
Berat
Kira-kira240 g, tidak termasuk bateri
dan pemegang kaf
Perlindungan Ingress Peranti:
IP20
Jenis BF
Bahagian digunakan
Kaf
Hayat berguna
Peranti:
5 tahun (apabila digunakan
enam kali sehari)Kaf:
2 tahun (apabila digunakan
enam kali sehari)
Penyesuai AC:
5 tahun (apabila digunakan
enam kali sehari)
Aksesori penyesuai AC
Penyesuai adalah untuk menyambungkan peranti kepada sumber
kuasa di rumah. Sila hubungi wakil A & D tempatan anda untuk
pembelian. Penyesuai AC diperlukan untuk diperiksa atau digantisecara berkala.
TB-233C
Sila hubungi wakil A&D tempatan anda untuk pembelian.
Penyesuai AC perlu diperiksa atau diganti secara berkala.
Simbol-simbol yang dicetak pada penyesuai AC.
SimbolFungsi / Makna
Untuk kegunaan dalaman sahaja
Peranti kelas II
Fius haba
Fius
Label peranti arahan EC
Label peranti pensijilan EAC
Kekutuban palam penyesuai AC
Aksesori dijual secara berasingan
Kaf

Nombor Katalog
CUF-D-LA-ISO
CUF-I-ISO
CUF-D-MA-ISO
CUF-F-A-ISO

Penyesuai AC

Saiz Kaf
Saiz Lengan
Kaf Dewasa besar
31 cm hingga 45 cm
Kaf julat lebar
22 cm hingga 42 cm
Kaf semi besar
23 cm hingga 37 cm
Kaf dewasa
22 cm hingga 32 cm
Saiz lengan: Lilitan pada biseps.

Nombor Katalog
Palam (Jenis salur keluar)
TB-233C
Jenis C
Nota: Spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.
Klasifikasi IP ialah darjah perlindungan yang disediakan oleh
lampiran mengikut IEC 60529. Peranti ini dilindungi daripada objek
asing pepejal berdiameter 12 mm dan lebih besar seperti jari.
Peranti ini tidak dilindungi daripada air.