Digital Blood Pressure Monitor
Model UA-1200BLE
Instruction Manual

EnglishManuel d’instructions

Français

Manual de Instrucciones

EspañolManuale di Istruzioni

Italiano

Bedienungsanleitung

DeutschOriginal

Traduction

Traducción

TraduzioneÜbersetzung

使用手冊 中文翻譯

1WMPD4003740B‫دﻟﯾل اﻹرﺷﺎدات‬‫اﻟﺗرﺟﻣﺔ‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬Inhalt
Kundenansprache .....................................................................2
Vorbemerkungen......................................................................2

Sicherheitsvorkehrungen ..........................................................3
Teilebezeichnungen .................................................................6
Inhalt .......................................................................................6

Symbole ...................................................................................7

Verwendung des Messgeräts ..................................................10
Messungen .............................................................................16
Was ist der IHB-Indikator? ......................................................20

Was ist die IHB? ......................................................................20

WHO-Indikator .......................................................................20
Informationen zum Blutdruck .................................................21
Einstellungen in der App ........................................................23
Einstellungen auf dem Messgerät ...........................................24
Störungsbehebung .................................................................25

Wartung .................................................................................26
Technische Daten ...................................................................26

Deutsch 1

Kundenansprache
Verehrte Kundinnen und Kunden, zunächst danken wir Ihnen undbeglückwünschen Sie zum Kauf dieses A&D-Blutdruckmessgeräts,
einem der modernsten Messgeräte auf dem Markt. Dieses
anwenderfreundliche und präzise Messgerät erleichtert Ihnen dietägliche Blutdruckmessung.
Bevor Sie das Gerät erstmalig in Betrieb nehmen, lesen Sie dieses
Handbuch bitte sorgfältig durch.
Die Wortmarke Bluetooth® und alle damit verbundenen Logos sindeingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser
Marken durch A&D erfolgt unter Lizenz. Alle anderen Marken und
Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

VorbemerkungenDieses Gerät erfüllt die Vorgaben der EU-Richtlinie 93/42/EWG überMedizinprodukte. Die Kennzeichnung
bestätigt die Konformität
mit der Richtlinie. (0123:
Referenznummer der beteiligten benannten Stelle)
A&D Company, Limited, erklärt hiermit, dass das Funkgerät
UA-1200BLE die Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Eine
Volltextversion der EU-Konformitätserklärung findet sich unter derfolgenden Internetadresse:
http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html
Das Gerät ist für den Gebrauch ab 13 Jahren konzipiert, nicht fürNeugeborene oder Kleinkinder.
Verwendungsumgebung. Das Gerät ist für die Selbstkontrolle desBlutdrucks im häuslichen Umfeld vorgesehen.
Dieses Gerät wurde für die Messung des Blutdrucks und derPulsfrequenz von Patienten für Diagnosezwecke entwickelt.

Deutsch 2

Sicherheitsvorkehrungen
In diesem Gerät sind Präzisionsteile verbaut. Daher ist es vor
Temperaturextremen, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Stößen
und Staub zu schützen.
Reinigen Sie das Gerät und die Manschette mit einem trockenen,
weichen Tuch oder einem Tuch, das zuvor mit Wasser und einem
neutralen Reinigungsmittel befeuchtet wurde. Verwenden Sie niemals
Alkohol, Benzol, Verdünner oder sonstige aggressive Chemikalien zur
Reinigung von Gerät oder Manschette.
Gerät und Manschette sind nicht wasserdicht. Schützen Sie das Gerät
und die Manschette vor direktem Kontakt mit Regen, Schweiß undWasser.
Messwerte könnten verfälscht werden, wenn das Gerät in direkter Nähe
zu Fernsehern, Mikrowellen, Mobiltelefonen, Röntgengeräten oderanderen Geräten mit starken elektrischen Feldern verwendet wird.
Achten Sie vor dem erneuten Gebrauch des Geräts darauf, dass essauber ist.
Gebrauchte Geräte, Teile und Akkus sind nicht als gewöhnlicher
Hausmüll zu behandeln, sondern müssen gemäß den geltenden lokalen
Vorschriften entsorgt werden.
Bauen Sie das Gerät nicht um. Andernfalls kann es zu Unfällen oder
Geräteschäden kommen.
Zur Messung des Blutdrucks muss die Manschette eng genug um das
Oberarm bzw. den Oberarm gelegt sein, dass der Blutfluss durch die
Arterie vorübergehend unterbrochen wird. Dies kann zu Schmerzen,
Taubheit oder einem vorübergehenden roten Abdruck am Oberarm bzw.
Oberarm führen. Zu diesen Symptomen kommt es insbesondere dann,wenn die Messung mehrfach wiederholt wird.
Schmerzen, Taubheit oder rote Abdrücke verschwinden mit der Zeit.
Sollten während der Messung starke Schmerzen auftreten, nehmen Sie
die Manschette sofort ab.
Ein zu häufiges Messen des Blutdrucks kann dem Patienten aufgrund
von Durchblutungsstörungen schaden.
Vermeiden Sie es, die Manschette über einen längeren Zeitraum eng zu
falten, da dies die Lebensdauer der Komponenten verkürzen kann.
Achten Sie bei Verwendung des Netzteils darauf, dass es bei Bedarf
leicht aus der Steckdose gezogen werden kann.
Deutsch 3

Gelegentlich kann die Manschette sich bei Umgebungstemperaturen von
40 °C auf bis zu 44 °C aufheizen. Sollte die Manschette sich zu heißanfühlen, ist sie umgehend abzunehmen.
Verwenden Sie das Gerät nicht in Verbindung mit
Hochfrequenz-Chirurgiegeräten.
Das Gerät wurde nicht für die Anwendung bei Neugeborenen und
Schwangeren klinisch erprobt. Verwenden Sie es nicht bei
Neugeborenen und Schwangeren.
Wenn in der Vergangenheit eine Mastektomie vorgenommen wurde,suchen Sie vor der Verwendung des Geräts einen Arzt auf.
Lassen Sie Kinder das Gerät niemals selbstständig verwenden.
Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
Andernfalls kann es zu Unfällen oder Schäden kommen.
Das Gerät enthält Kleinteile, die bei versehentlichem Verschlucken durch
Kleinkinder eine Erstickungsgefahr darstellen können.
Berühren Sie die Akkus und den Patienten nicht gleichzeitig. Andernfalls
kann es zu einem Stromschlag kommen.
Drahtlose
Kommunikationsgeräte
wie
Heimnetzwerkgeräte,
Mobiltelefone,
Schnurlostelefone
mitsamt
ihrer
Basis
und
Handfunkgeräte können dieses Blutdruckmessgerät beeinflussen. Daher
sollte stets ein Mindestabstand von 30 cm zu solchen Geräten
eingehalten werden.
Wenn das Netzteil während der Messung nicht benötigt wird, stecken Sie
es aus.
Der Gebrauch von Zubehör, das nicht in diesem Handbuch aufgeführt
wird, kann die Sicherheit gefährden.
Sollte der Akku einen Kurzschluss aufweisen, kann er sich erhitzen undVerbrennungen verursachen.
Geben Sie dem Gerät vor dem Gebrauch Zeit, sich an die Umgebung
anzupassen (etwa eine Stunde lang akklimatisieren lassen).
Pumpen Sie die Manschette nur auf, wenn sie zuvor an das Oberarm
bzw. den Oberarm angelegt wurde.
Die Leistung des automatischen Blutdruckmessgeräts kann durch hohe
Temperaturen, eine zu hohe Luftfeuchtigkeit oder eine zu große
Betriebshöhe beeinträchtigt werden.
Deutsch 4

Kontraindikationen

Nachstehend finden sich Sicherheitsvorkehrungen für die ordnungsgemäße
Verwendung des Geräts.
Legen Sie die Manschette nicht an einem Arm an, an den bereits ein
anderes medizinisches Gerät angeschlossen ist. Das Gerät funktioniert
möglicherweise nicht richtig.
Patienten mit starken Durchblutungsstörungen im Oberarm bzw.
Oberarm müssen zur Vermeidung von Komplikationen zunächst einen
Arzt aufsuchen, bevor sie das Gerät verwenden.
Werten Sie die Messwerte nicht in Eigendiagnose aus und beginnen Sie
keine eigenverantwortliche Behandlung. Halten Sie zur Auswertung derErgebnisse und zur Behandlung stets mit Ihrem Hausarzt Rücksprache.
Legen Sie die Manschette nicht an einem Arm an, der eine nicht
abgeheilte Wunde aufweist.
Legen Sie die Manschette nicht an einem Arm an, über den eine
Tropfinfusion oder Blut mittels Transfusion verabreicht wird. Andernfalls
kann es zu Verletzungen kommen.
Verwenden Sie das Gerät nicht in Gegenwart brennbarer Gase wie
Anästhesiegasen. Andernfalls kann es zu einer Explosion kommen.
Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hoch konzentriertem
Sauerstoff,beispielsweisein
Sauerstoffdruckkammern
oder
Sauerstoffzelten. Andernfalls kann es zu einem Brand oder einer
Explosion kommen.

Deutsch 5

Teilebezeichnungen

LED

OLED

Taste Start

Taste Reset

Manschette

USB-Anschluss

Inhalt・1 Blutdruckmessgerät
・1 Bedienungsanleitung
・1 Ladekabel
・1 QR Code Karte
Deutsch 6

Symbole

Auf dem Gerätegehäuse und der Manschette aufgedruckte
SymboleSymboleFunktion/Bedeutung
Wechsel in den Stand-by-Modus und Einschalten des Geräts
Gleichstrom
Typ BF: Gerät und Manschette sind darauf ausgelegt, einenbesonderen Schutz vor Stromschlägen zu bieten.
CE-Kennzeichnung
Bevollmächtigter Vertreter
Hersteller
Herstellungsdatum

IP

SN
BT

Symbol für die Schutzart: Die IP-Klassifizierung bezeichnet dievon Gehäusen gebotene Schutzart gemäß der Norm
DIN EN 60529. Dieses Gerät ist gegen das Eindringen fester
Fremdkörper mit einem Durchmesser von 12 mm und größer,beispielsweise Fingern, geschützt. Dieses Gerät ist nicht
gegen das Eindringen von Wasser geschützt.
WEEE-Kennzeichnung (Elektro- und Elektronikaltgeräte)
Seriennummer
Bluetooth-Adresse
Bedienungsanleitung/Handbuch zurate ziehen.
Verweist auf die Gegenwart generell erhöhter, potenziell
gefährlicher nicht ionisierender Strahlung oder kennzeichnet
Geräte oder Systeme, beispielsweise im Bereich derelektrischen Medizinprodukte, die mit HF-Sendern ausgestattet
sind oder die zu Diagnose- oder Behandlungszwecken
elektromagnetische Hochfrequenzenergie abstrahlen.
Vor Feuchtigkeit schützen
Universal Serial Bus (USB)

Deutsch 7

Symbole

Auf dem Display angezeigte Symbole
SymboleSYS

Funktion/Bedeutung
Systolischer Blutdruck in mmHg

DIA
PUL

Diastolischer Blutdruck in mmHg
Pulsschläge pro MinuteEmpfohlene Maßnahme

Geringe Akkuladung

Gerät aufladen.

Modus Benutzerauswahl

Benutzer wählen.

Die Anwendungssoftware ist mit dem
Gerät verbunden.
Die Anwendungssoftware wurde vom
Gerät getrennt.

E PUL
/min

Err 1

Err 3

Err 9

Messung im Gange. So
Wird während der Messung angezeigt. regungslos wie möglich
bleiben.
Manschette korrekt
Der Pulsschlag wird nicht korrekt
anlegen und Messung
erfasst.
anschließend
wiederholen.
Instabiler Blutdruck aufgrund vonBewegung während der Messung. Die Messung wiederholen.
Werte für den systolischen undWährend der Messung
diastolischen Druck liegen innerhalb
regungslos verharren.
von 10 mmHg zueinander.
Der Druckwert hat sich während
Manschette korrekt
des Aufpumpens nicht erhöht.
anlegen und Messung
Manschette wurde nicht korrekt
anschließend
angelegt.
wiederholen.
Taste Reset drücken.
Nach der Rückstellung
verschwinden die
Interner Fehler desUhrdaten. Wenn derBlutdruckmessgeräts
Fehler auch weiterhin
auftritt, A&D Medical
kontaktieren.
Daten werden übertragen
Messungen können
durchgeführt werden,
doch das Gerätüberträgt die Daten
nicht drahtlos.

Flugzeugmodus

Deutsch 8

Symbole
SymboleFunktion/Bedeutung
Wird angezeigt, wenn eine
Bewegung des Körpers oder Arms
erfasst wird.

Wird während der Messung
angezeigt, wenn die Manschette zu
locker angelegt wurde.
Aktualisieren der Firmware.
Wird bei einem unregelmäßigen
Herzschlag angezeigt.

Deutsch 9

Empfohlene Maßnahme
Die Messung bringt ggf.
einen falschen Wert
hervor. Messung
wiederholen.
Während der Messung
regungslos verharren.
Die Messung bringt ggf.
einen falschen Wert
hervor.
Manschette korrekt
anlegen und Messung
anschließend
wiederholen.

Verwendung des Messgeräts
Das digitale Blutdruckmessgerät UA-1200BLE
bietet 5 Messmodi.
1.

Messung im In-App-Modus:
Der Benutzer kann Messungen vornehmen und die Messwertverläufe inder App „A&D A&D Medical Connect“ einsehen.

2.

Messung im Offline-Modus:
Messungen können auch ohne die App „A&D Medical Connect“durchgeführt werden. Die Daten werden auf dem Monitor gespeichertund bei der nächsten Verbindung an die App übertragen.

3.

Messung im Mehrbenutzermodus (In-App):Bis zu 6 Benutzer (5 Konten und 1 Besucher) können die App nutzen
und Daten in der App speichern. Hierzu muss jeder Benutzer sein
eigenes Mobilgerät mit dem Messgerät koppeln.

4.

Messung im Gästemodus (In-App):
Der Benutzer kann eine Messung als Gast vornehmen, ohne ein Konto
für die App „A&D Medical Connect“ erstellen zu müssen. Die Datenwerden im Speicher des Mobilgeräts, jedoch nicht im Konto gespeichert.

5.

Messung im Besuchermodus (Offline):„0 Visitor“ (0 Besucher) wählen, um lediglich über das Messgerät eine
Messung im Besuchermodus vorzunehmen. Daten werden im
Besuchermodus nicht gespeichert.

Deutsch 10

Verwendung des Messgeräts
Laden des Geräts
Der Akku ist bei Auslieferung unter Umständen teilweise geladen. Das Gerät
vor dem ersten Gebrauch nach dem Kauf dennoch erst einmal vollständig
aufladen.
1. Schutzkappe vom USB-Anschluss entfernen.

2. Ladekabel anschließen.

3. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED.

4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt
die LED.

5. Ladekabel abziehen, sobald der Ladevorgang
beendet wurde.

Deutsch 11

Verwendung des Messgeräts
VORSICHT!
 Die Nutzungsdauer des Akkus variiert je nach Umgebungstemperatur und kann bei niedrigen Temperaturen kürzer sein.
 Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Geräts enthaltene
Ladekabel.
 Blutdruckmessungen können nicht während des Ladensvorgenommen werden.
 Halten Sie beim Trennen des Adapters von der Steckdose das
Adaptergehäuse fest und ziehen Sie es aus der Steckdose.
 Halten Sie beim Trennen des Ladekabels vom
Blutdruckmessgerät den Ladestecker fest und ziehen Sie ihn aus
der Steckdose.
 Schließen Sie keine anderen als die angegebenen Geräte an.
 Tauschen Sie den Akku nicht aus.
 Wenn der Akku nicht mehr geladen werden kann, wenden Sie
sich bitte an den autorisierten Fachhändler.
 Ein Überladen des Akkus kann seine Nutzungsdauer verkürzen.
 Ein Austausch von Lithiumakkus durch nicht ausreichendgeschultes Personal kann Gefahren wie einen Brand oder eine
Explosion hervorrufen.

Drahtlosfunktion


In
dem
unwahrscheinlichen
Fall,
dass
dieserMonitorFunkwellenstörungen bei einer anderen drahtlosen Station verursacht,ändern Sie den Standort, an dem dieser Monitor verwendet wird, oderstellen Sie die Verwendung sofort ein.

Einen Einsatzort wählen, an dem die Sicht zwischen den beiden zu
koppelnden Geräten nicht durch Hindernisse beeinträchtigt wird. Die
Verbindungsreichweite wird durch Gebäude oder sonstige Hindernisse
reduziert. Insbesondere in Fällen, in denen die Geräte durch eine
Stahlbetonwand getrennt sind, ist eine Verbindung unter Umständen
unmöglich.



Innerhalb der Reichweite von WLAN- oder anderen drahtlosen Geräten,in der Nähe von Geräten, die Funkwellen abstrahlen, beispielsweise
Mikrowellen, an Orten mit zahlreichen Hindernissen oder an anderen
Orten mit schwacher Signalstärke keine Bluetooth®-Verbindung nutzen.
Andernfalls kann es zu häufigen Verbindungsunterbrechungen, sehrlangsamen Kommunikationsgeschwindigkeiten und Fehlern kommen.
Deutsch 12

Verwendung des Messgeräts

Der Einsatz des Messgeräts in der Nähe eines WLAN-Geräts nachIEEE-Norm 802.11g/b/n kann gegenseitige Störungen verursachen, diezuverminderten
Kommunikationsgeschwindigkeitenoder
Verbindungsabbrüchen führen können.
In solchen Fällen die Stromzufuhr zum nicht verwendeten Gerät
unterbrechen oder das Messgerät an einem anderen Ort verwenden.



Sollte keine normale Verbindung mit dem Messgerät hergestellt werden
können, wenn es in der Nähe einer Funkstation oder eines Senders
eingesetzt wird, das Messgerät an einem anderen Ort verwenden.



A&D Company, Limited, haftet nicht für Schäden, die auf
Betriebsstörungen oder Datenverluste usw. im Zusammenhang mit der
Nutzung dieses Produkts zurückgehen.



Es wird nicht garantiert, dass dieses Produkt
Bluetooth®-fähigen Geräten verbinden lässt.

sich

mit

allen

Bluetooth®-Übertragung
Dieses Produkt ist mit der Drahtlosfunktion Bluetooth® 4.1 ausgestattet
und kann eine Verbindung zu den folgenden Bluetooth®-Geräten
herstellen.
Apple iOS 8.0 oder später
iPhone 4s oder neuer,
iPod touch (5. Generation),
iPad 3 und 4, iPad Air, iPad mini

Android OS 4.4.4, 5.1, 6.0 und 7.0
Bluetooth®-Geräte, nur ausgewählte
Android-Mobiltelefone

Die aktuellste Kompatibilitätsliste findet sich unter

https://www.aandd.co.jp/products/hhc/hhc-ict_compatibility.html
Zur Kopplung des Messgeräts mit einem Mobilgerät die Anwendung„A&D Medical Connect“ auf das Mobilgerät herunterladen und installieren.

Deutsch 13

Verwendung des Messgeräts
Geräteeinrichtung (Kopplung)
1. Sicherstellen, dass die Bluetooth®-Funktion desMobilgeräts eingeschaltet ist.
2. Die App „A&D Medical CONNECT“ öffnen.
Das links abgebildete Symbol
blinkt auf dem Messgerät auf.
3. Die Kopplungsanfrage über das Pop-up-Fenster
akzeptieren.

Mehrbenutzer-Kopplung
Das Messgerät kann für bis zu 5 Benutzer registriert werden. Den oben
stehenden Anweisungen folgen, um das Mobilgerät für jeden Benutzer zu
koppeln.
Neue Benutzer können jederzeit hinzugefügt werden. Der Benutzer mit dergeringsten Messhäufigkeit wird überschrieben, sobald die maximale Anzahl
von 5 Benutzern auf dem Gerät erreicht wurde.
Hinweis: Wenn der neue Benutzer dasselbe Mobilgerät verwendet, ist eine erneuteKopplung nicht nötig, da sie bereits abgeschlossen wurde.
Hinweis: Standard ist der Besuchermodus.

VORSICHT!
Die Kommunikationsreichweite zwischen diesem Messgerät und dem
Empfänger beträgt circa 10 m (33 ft). Diese Entfernung kann je nachUmgebung variieren, versuchen Sie also, näher an das
Empfangsgerät heranzukommen, wenn die Daten nicht übertragenwerden.

Deutsch 14

Verwendung des Messgeräts
Anlegen der Armmanschette

Manschette wie dargestellt etwa 1–2 cm über der Ellenbeuge um den
Oberarm wickeln. Eine bequeme Sitzhaltung einnehmen, um einenkorrekten Sitz bzw. eine korrekte Ausrichtung am Arm sicherstellen zu
können.
Hinweis: Die weiße Lasche sollte näher an der Arterie liegen.

1–2 cmErzielung präziser Messwerte

Folgendes beachten, um möglichst präzise Blutdruckmesswerte zu
erzielen:
Eine bequeme Sitzhaltung auf einem Stuhl einnehmen. Arm auf einem
Tisch ablegen. Beine nicht verschränken. Füße auf den Boden aufstellen
und Rücken durchstrecken.
Vor der Messung etwa fünf bis zehn Minuten lang entspannen.
Die Mitte der Manschette muss auf Höhe des Herzens liegen.
Während der Messung regungslos und lautlos verharren.
Messungen nicht unmittelbar nach sportlicher Betätigung oder einem
Bad vornehmen. Vor der Messung etwa zwanzig bis dreißig Minuten
lang ruhen.
Blutdruck nach Möglichkeit täglich zur selben Zeit messen.

Deutsch 15

MessungenMessung im In-App-Modus
1.

Sicherstellen, dass die Bluetooth®-Funktion des Mobilgeräts
eingeschaltet ist.

2.

Die App „A&D Medical Connect“ öffnen. Die App erkennt automatisch die
Anwesenheit des Geräts.

3.

Tippen Take Measurement (Messen)
und anschließend die Schaltfläche Start
auf dem App-Bildschirm wählen.
Benutzernummer

Benutzername

MessenApp-Anzeige

Messgeräteanzeige

Start

4.

Die Manschette wird aufgepumpt. Es ist normal, dass die Manschette
sich eng anfühlt. Die App zeigt den Druckwert an, sobald mit dem
Aufpumpen begonnen wird.

5.

Nach Abschluss der Messung
zeigen die App und das
Messgerät die Ergebnisse an.
Diese gleichen dem rechts
abgebildeten Symbol.
( Systolischer Blutdruck,
diastolischer Blutdruck und
Pulsfrequenz werden der Reihe
nach angezeigt.)

Messgeräteanzeige

Symbole zur
Ergebnismeldung (siehe
Seite 9, 20 für Einzelheiten)

App-Anzeige

Hinweis: Drücken Sie die Starttaste erneut, um das Gerät in den Standby-Modus zuversetzen. Das Gerät ist außerdem mit einer automatischen Abschaltfunktion
ausgestattet. Zwischen einzelnen Messungen bei derselben Person mindestens
eine Minute vergehen lassen.

Deutsch 16

MessungenMessung im Offline-Modus
1.

Taste Start am Messgerät drücken. Das
A&D-Logo wird 1 Sekunde lang angezeigt. Danacherscheint der Bildschirm Benutzerauswahl.

2.

Nochmals die Taste Start drücken, um einen Benutzer auszuwählen
oder um zwischen den Benutzernamen auf dem Bildschirm
Benutzerauswahl zu wechseln.
Der Benutzername kann in der App unter „Settings“ (Einstellungen)
geändert werden. Wenn dies nicht eingestellt ist, wird der Anzeigename
in der App als Benutzername angezeigt.
Benutzernummer

Benutzername

Benutzerauswahl

3.

Die Messung beginnt nach 3 Sekunden automatisch.

4.

Kurzzeitig blinkt die Nummer null (0) auf. Mit
Beginn der Messung ändert sich die
Display-Anzeige.

5.

Die Manschette wird aufgepumpt. Es ist
normal, dass die Manschette sich eng anfühlt.
Das Messgerät zeigt den Druckwert an,
sobald mit dem Aufpumpen begonnen wird.

6.

Wenn die Messung abgeschlossen ist, zeigt
der Monitor ein Ergebnis ähnlich dem rechts
abgebildeten an. (Systolischer Blutdruck,
diastolischer Blutdruck und Pulsfrequenz
werden der Reihe nach angezeigt.)

Hinweis: Drücken Sie die Starttaste erneut, um das Gerät in den Standby-Modus zuversetzen. Das Gerät ist außerdem mit einer automatischen Abschaltfunktion
ausgestattet. Zwischen einzelnen Messungen bei derselben Person mindestens
eine Minute vergehen lassen.

Deutsch 17

Messungen
Hochladen gespeicherter Messungen
Das Gerät kann bis zu 100 Messwerte speichern und
bei der nächsten Verbindung an die App übertragenwerden.
Zur Übertragung der Daten die App „A&D Medical
Connect“öffnenunddieOptionUploadMeasurement(Messung
hochladen)im
Pop-up-Fenster auf dem Dashboard wählen.
Gespeicherte Messwerte lesen

Deutsch 18

App-Anzeige

MessungenMessung im Besuchermodus
1. Taste START am Messgerät drücken.
2. Nochmals auf die Taste START drücken, um zwischen Benutzernamenzu wechseln, und „0 Visitor“ (0 Besucher) wählen.
3. Die Messung beginnt nach 3 Sekunden automatisch.
4. Wenn die Messung abgeschlossen ist, derMonitor zeigt ähnliche Ergebnisse wie auf der
rechten Seite an.
(Systolischer Druck, diastolischer Druck und
Pulsfrequenz werden abwechselnd angezeigt.)
Der Besuchermodus ist nur über das Messgerät wählbar. Daten werden
im Besuchermodus nicht gespeichert.

Hinweise für präzise MessungenEine bequeme Sitzhaltung einnehmen. Arm auf einem Tisch ablegen.
Die Handfläche muss dabei nach oben zeigen und die Manschette mussauf Höhe des Herzens liegen.
Vor einer Messung etwa fünf bis zehn Minuten lang entspannen. Wenn
der Patient aufgeregt oder emotional gestresst ist, schlägt sich dies inder Messung nieder. Der Blutdruckwert ist in solchen Fällen höher (oderniedriger) als üblich und die Pulsfrequenz ist in der Regel erhöht.
Der Blutdruck einer Person variiert je nach derzeitiger Aktivität undErnährung ständig. Auch Getränke können sich unmittelbar und recht
stark auf den Blutdruck auswirken.
Die Messungen dieses Geräts basieren auf dem Herzschlag. Bei einem
sehr schwachen oder unregelmäßigen Herzschlag hat das Gerät
möglicherweise Schwierigkeiten bei der Ermittlung des Blutdrucks.
Sollte das Gerät eine atypische Bedingung feststellen, bricht es die
Messung ab und zeigt stattdessen ein Fehlersymbol an. Siehe Seite 8
für eine Beschreibung der Symbole.
Dieses Blutdruckmessgerät ist für die Verwendung durch 13-Jährige undÄltere vorgesehen. Zunächst mit einem Arzt Rücksprache halten, bevor
das Gerät bei einem Kind angewendet wird. Kinder dürfen dieses Gerät
nicht unbeaufsichtigt verwenden.
Die Leistung dieses automatischen Blutdruckmessgeräts kann durchhohe Temperaturen, eine zu hohe Luftfeuchtigkeit oder eine zu große
Betriebshöhe beeinträchtigt werden.
Deutsch 19

Was ist der IHB-Indikator?
Wenn das Messgerät während der Messungen einen unregelmäßigen
Herzschlag feststellt, erscheint der IHB-Indikator gemeinsam mit den
Messwerten auf dem Display.
Hinweis: Sollte der IHB-Indikator
häufig angezeigt werden, wird
zu einer Rücksprache mit dem Arzt geraten.

Was ist die IHB?
The UA-1200BLE blood pressure monitor provides blood pressure and apulse rate measurement even when an irregular heartbeat occurs. An
irregular heartbeat is defined as a heartbeat that varies from the averageof all heartbeats during the blood pressure measurement.

WHO-Indikator
Indikator in der App:
Jeder Abschnitt derBalkenanzeige entspricht derauf der nächsten Seite
beschriebenen
WHO-Klassifikation derBlutdruckwerte.

Deutsch 20

Informationen zum Blutdruck
Was versteht man unter Blutdruck?

Der Blutdruck ist die Kraft, die das Blut auf die Wände der Arterienausübt. Von systolischem Druck spricht man, wenn das Herz sichzusammenzieht. Von diastolischem Druck spricht man, wenn das Herzsich wieder ausdehnt. Der Blutdruck wird in Millimeter Quecksilbersäule(mmHg) gemessen. Der natürliche Blutdruck eines Menschen wird durch
den fundamentalen Druck abgebildet, der morgens nach dem
Aufwachen und vor dem Frühstück gemessen wird.

Was versteht man unter Bluthochdruck und wie lässt er sichbehandeln?

Bluthochdruck, ein abnorm hoher arterieller Blutdruck, kann, wenn er
unbehandelt bleibt, viele gesundheitliche Probleme verursachen,darunter Schlaganfall und Herzinfarkt. Bluthochdruck kann durch eineÄnderung der Lebensweise, die Vermeidung von Stress und die
Einnahme von Medikamenten unter ärztlicher Aufsicht kontrolliert
werden.
Bluthochdruck lässt sich durch eine Änderung derLebensgewohnheiten, durch Vermeidung von Stress und durch die
Einnahme von Medikamenten unter ärztlicher Aufsicht behandeln.
Empfehlungen zur Vermeidung oder Behandlung von Bluthochdruck:
Nicht rauchen.
Regelmäßig Sport treiben.
Salz- und FettaufnahmeRegelmäßige Arztbesuche
reduzieren.
vereinbaren.
Angemessenes Körpergewicht
halten.

Warum sollte der Blutdruck zu Hause gemessen werden?

Blutdruckmessungen in einer Klinik oder einer Praxis können
Unbehagen beim Patienten hervorrufen und erhöhte Werte
hervorbringen, die im Vergleich zu Messungen im häuslichen Umfeld 25
bis 30 mmHg höher sind. Messungen im häuslichen Umfeld verringern
die Auswirkungen von externen Einflüssen auf die Blutdruckwerte. Sie
stellen außerdem eine Ergänzung zu den Blutdruckmesswerten desArztes dar und tragen zur Pflege eines präziseren und vollständigerenWerteverlaufs bei.

Deutsch 21

Informationen zum Blutdruck
WHO-Klassifikation der Blutdruckwerte
Quelle: Journal of Hypertension, 1999, Ausgabe 17, Nr. 2
mmHg
Hypertonie Grad 3 (schwer)
110
Hypertonie Grad 2 (mittelschwer)
105

Diastolischer Blutdruck

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat
Standards zur Bewertunghoher Blutdruckwerte
erarbeitet, die ungeachtet
des Alters Anwendung
finden. Einzelheiten sinddem Diagramm zu
entnehmen.

100

Hypertonie Grad 1 (mild)

95
90

Hochnormal

85
80

NormalOptimal120

130 140 150 160 170 180
Systolischer Blutdruck
mmHg

Blutdruckschwankungen
Der Blutdruck eines Menschen kann tageweise und je nach Jahreszeit
recht unterschiedlich ausfallen. Im Tagesverlauf kann er aufgrund vonverschiedenen Einflüssen und Bedingungen um 30 bis 50 mmHg
schwanken. Patienten mit Bluthochdruck weisen noch ausgeprägtere
Schwankungen auf. In der Regel steigt der Blutdruck während der Arbeit
oder beim Sport und sinkt im Schlaf auf den tiefsten Wert ab. Die
Ergebnisse einer Einzelmessung bedeuten daher nicht automatisch
Grund zur Sorge.

Deutsch 22

Typische Schwankung im
Tagesverlauf(Messung im Fünfminutentakt)
SystolischBlutdruck

Den Blutdruck unter Anwendung des indiesem
Handbuchbeschriebenen
Verfahrens täglich zur selben Zeit messen,um den normalen Blutdruck zu ermitteln.
Regelmäßige Messungen tragen dazu bei,sich ein vollständigeres Bild von derBlutdrucksituation zu machen. Bei der
Aufzeichnung von Blutdruckwerten stets
auch das Datum und die Uhrzeit notieren.
Die Blutdruckwerte von einem Arzt
auswerten lassen.

SchlafDiastolischPM

AM

UhrzeitEinstellungen in der App
Einstellung
Nickname (Spitzname)

Beschreibung
Der Benutzer kann den Standardbenutzernamen
für die Monitoranzeige überschreiben und einen
persönlichen Benutzernamen (bis zu 10 Zeichen)vergeben.
Start Time (Startzeit)Über diese Option kann der Benutzer einstellen,
wie viel Zeit zwischen dem Drücken der Taste
bzw. Schaltfläche „Start“ und dem Beginn der
Messung vergehen soll. Für mehrere Benutzer
empfiehlt sich ein längerer Zeitraum. Für eineneinzelnen Benutzer wird zu einem kürzeren
Zeitraum geraten. Die Standardeinstellung füreinen Benutzer ist 1 Sekunde. Für mehrere
Benutzer sind standardmäßig 5 Sekunden
eingestellt.
Remove User (Benutzer Über diese Option kann der Benutzer sich selbst
entfernen)
als Benutzer des Blutdruckmessgeräts löschen.
Check Software Update Über diese Option können Benutzer das(Softwareaktualisierung) Messgerät mit der aktuellsten
Bluetooth®-Software aktualisieren.
Unpair (Trennen)
Ermöglicht es dem Benutzer, die Kopplungseines Mobilgeräts mit dem Blutdruckmessgerät
zu lösen. Alternativ kann auch die Bluetooth®Einstellung auf dem Mobilgerät geändert werden.
Reset (Zurücksetzen)Über diese Option wird das Messgerät auf
Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle Datenauf dem Messgerät werden gelöscht.
Die auf dem mobilen Gerät gespeicherten Daten
bleiben davon unberührt.

Deutsch 23

Einstellungen auf dem Messgerät
Einstellung des Messgeräts
Der Flugzeugmodus kann in Umgebungen verwendet werden, in
denen keine Hochfrequenzsignale ausgesendet werden dürfen. Die
Messung kann im Flugzeugmodus vorgenommen werden. Erzielte
Messwerte werden bei der nächsten Verbindung an die Appübertragen.
1. Halten Sie die taste Start gedrückt und derBildschirm zur Auswahl des Flugzeugmodus wird
angezeigt. Taste Start drücken, um zwischen ON(Ein) und OFF (Aus) zu wechseln.
2. ON (Ein) wählen. Das Messgerät wechselt nach
3 Sekunden in den Flugzeugmodus.
Im Flugzeugmodus wird das Flugzeug symbol in derunteren linken Ecke des Bildschirms angezeigt.

Deutsch 24

Störungsbehebung
Problem
Gerät lässt
sich nicht
einschalten.
Manschette
lässt sichnicht
aufpumpen.

Mögliche Ursache
Akkuladung ist gering.
Blutdruckmessgerät
weist einen internen
Fehler auf.
Akkuladekabel ist
angeschlossen.

Anregung
Akku aufladen.

Akkuladung ist gering.

Akku aufladen.

Bewegung wird erkannt.
Gerät führt
keine
Messung
durch.
Messwertesind zu hoch
Manschette wurde nichtoder zu
an der korrekten Stelle
niedrig.
angelegt.

Der Wert
unterscheid
et sich vondem in einer
Klinik oder
Praxisgemessenen
Wert.

Blutdruckmessungen in
einer Klinik oder einer
Praxis können
Unbehagenhervorrufen und erhöhte
Werte hervorbringen.

Taste Reset drücken.
Ladekabel abziehen.

Während der Messung stets
regungslos und lautlos verharren.
Bei einem sehr schwachen oderunregelmäßigen Herzschlag hat
das Gerät unter Umständen
Schwierigkeiten bei der Ermittlung
des Blutdrucks.
Bequeme Sitzhaltung einnehmen
und nicht bewegen.
Arm auf einem Tisch ablegen. Die
Handfläche muss dabei nachoben zeigen und die Oberarmoder Armmanschette muss auf
Höhe des Herzens liegen.
Messungen im häuslichen Umfeld
verringern die Auswirkungen vonexternen Einflüssen auf die
Blutdruckwerte und stellen eineErgänzung zu den
Blutdruckmesswerten des Arztes
dar.

Hinweis: Wenn die oben beschriebenen Abhilfemaßnahmen das Problem
nicht beheben, den autorisierten Händler kontaktieren. Nicht
versuchen, dieses Produkt zu öffnen oder zu reparieren.
Andernfalls erlischt die Garantie.

Deutsch 25

Wartung
Das Gerät nicht öffnen. Andernfalls könnten die empfindlichen
elektrischen Komponenten oder die komplexe Druckluftanlagebeschädigt werden. Wenn das Problem nicht mit den Abhilfemaßnahmen
im Abschnitt „Störungsbehebung“ behoben werden kann, denzuständigen Vertragshändler vor Ort oder die Kundendienstabteilung
kontaktieren. Der Kundendienst von A&D stellt Vertragshändlern
technische Informationen, Ersatzteile und Ersatzgeräte zur Verfügung.
Das Gerät wurde für eine lange Nutzungsdauer entwickelt undhergestellt. Dennoch wird grundsätzlich dazu geraten, das Gerät alle
2 Jahre einer Durchsicht zu unterziehen, damit seine ordnungsgemäße
Funktionsweise und Genauigkeit auch weiterhin gegeben sind. Bezüglich
der Wartung des Geräts den zuständigen Vertragshändler vor Ort oderA&D kontaktieren.

Technische Daten
Typ

UA-1200BLE

Messverfahren

Oszillometrische Messung

Messbereich

Druck:
0–299 mmHg
Systolischer Druck: 60–279 mmHg
Diastolischer Druck: 40–200 mmHg
Puls:
40–180 Schläge/min

Messgenauigkeit

Druck:
Puls:

Armumfang

22–42 cm

Stromversorgung

3,7-V-Lithium-Ionen-Akku, 325 mAh

Anzahl der Messungenca. 100 Messungenmit einem Druckwert von 170 mmHg undeiner Raumtemperatur von 23 °C

Klassifikation

Medizinprodukt mit interner
Stromversorgung (über Akkus) /Klasse II (über Netzteil)
Dauerbetrieb

Klinische Prüfung

gemäß ISO 81060-2±3 mmHg±5 %Deutsch 26

Technische Daten
Elektromagnetische
Störgrößen

IEC 60601-1-2:2014

Drahtloskommunikation

ZY (MURATA Manufacturing Co. Ltd.)
Bluetooth®, Version 4.1, Low-EnergyTechnologie, BLP-Profil
Frequenzbereich: 2.402 MHz bis 2.480 MHz
Maximale HF-Ausgangsleistung: 2,1 dBm
Modulation: GFSK

BetriebsbedingungenTransport- und
Lagerungsbedingungen+10 °C bis +40 °C; 15 % bis 85 % relative
Luftfeuchtigkeit; 800 hPa bis 1.060 hPa–20 °C bis +60 °C; 10 % bis 95 % relative
Luftfeuchtigkeit; 700 hPa bis 1.060 hPa

Abmessungenca. 44 x 126 x 26 mm (B x H x T)

Gewicht

ca. 205 g

Schutzart

Gerät: IP20

Anwendungsteil

Manschette, Typ BF

Nutzungsdauer

5 Jahre (wenn sechsmal täglich verwendet)

Mitgelieferte Artikel

UA-1200BLE – 1 Stk.
Bedienungsanleitung – 1 Stk.
Ladekabel (KSUSB-2C) – 1 Stk.
QR Code Karte – 1 Stk.

Optionales Zubehör

Netzteil: AX-TB283

Deutsch 27

NOTIZEN

Deutsch 28

A&D Company, Ltd.

1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585 JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

Emergo Europe B.V.

Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS

A&D INSTRUMENTS LIMITED

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY
United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.

1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409

OOO A&D RUS

OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd 爱安德技研贸易（上海）有限公司

中国 上海市自由贸易试验区浦东南路855号世界广场32楼C,D室 邮编200120(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road,China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone,
200120, China )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED( 509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India ): 91-124-4715555: 91-124-4715599