Slovensky (Preklad)

2440

Záznamník na ambulantné
monitorovanie krvného tlaku

Ambulantné monitorovanie
krvného tlaku

1WMPD4005225

2310

2018 A&D Company, Limited. Všetky práva vyhradené.
Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie reprodukovať, prenášať,prepisovať ani prekladať do žiadneho jazyka v žiadnej formežiadnymi prostriedkami bez písomného súhlasu spoločnosti A&D
Company, Limited.
Obsah tohto návodu a špecifikácie prístroja, na ktorý sa vzťahuje
tento návod, sa môžu v záujme zlepšenia zmeniť bez
upozornenia.
Iné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom ich
príslušných vlastníkov.

ZhodaZhoda s európskou smernicou
Zariadenie je v súlade so smernicou 93/42/EHS o zdravotníckych
pomôckach.
Dôkazom toho je značka zhody CE spolu s referenčným číslom
určeného orgánu.
Zariadenie je v súlade so smernicou RoHS 2011/65/EÚ.

Zhoda s austrálskym rámcom EMD
Zariadenie spĺňa nasledujúce požiadavky:
Emisná norma EMD pre priemyselné, vedecké a lekárske zariadenia
AS/ NZS 2064:1997, Všeobecná norma EMD o odolnosti AS/ NZS
4252. 1:1994. Vyššie uvedené dokazuje nálepka C-Tick.

iDefinície varovaní
Aby sa predišlo nehodám v dôsledku nesprávnej manipulácie, tentovýrobok a jeho návod obsahuje nasledujúce výstražné štítky a značky.
Význam týchto výstražných štítkov a značiek je nasledujúci.

Definície varovaní
Bezprostredne nebezpečná situácia, ktorá, ak sa jej
nezabráni, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.
Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá, ak sa jej nezabráni,môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.
Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá, ak sa jej nezabráni,môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.
Môže sa použiť aj na varovanie pred nebezpečnou praxou.

Príklady symbolov
označuje „Pozor“. Charakter vyžadovanej
Symbolobozretnosti je vyjadrený vo vnútri alebo blízko symbolu,
pomocou textu alebo obrázku. Tento príklad upozorňuje na
nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom.
Symboloznačuje „Nerobte“. Zakázaná činnosť je vyjadrená
vo vnútri alebo blízko symbolu, pomocou textu alebo obrázku.
Tento príklad označuje „Nerozoberajte“.
Symboloznačuje činnosť, ktorú je potrebné urobiť. Činnosť,ktorú je potrebné urobiť, je vyjadrená vo vnútri alebo blízko
symbolu, pomocou textu alebo obrázku. Tento príklad označuje
všeobecnú činnosť, ktorú je potrebné urobiť.

Iné
Poznámka

Poskytuje informáciu, ktorá je užitočná pre používateľa
pri používaní zariadenia.

Bezpečnostné opatrenia pri každej činnosti sú opísané na stránkach tohto návodu.
Predtým, ako začnete zariadenie používať, si prečítajte návod na použitie.
ii

Bezpečnostné opatrenia pri používaní
Aby ste mohli zariadenie TM-2440 (záznamník na ambulantné
monitorovanie krvného tlaku) používať bezpečne a správne,pozorne si prečítajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia predtým,ako začnete monitorovanie používať. Nasledujúci obsah je súhrnom
všeobecných záležitostí týkajúcich sa bezpečnosti pacientov aoperátorov, a taktiež bezpečného používania monitorovania.
Bezpečnostné opatrenia pri každej činnosti sú opísané na stránkach
tohto návodu. Predtým, ako začnete zariadenie používať, si
prečítajte návod na použitie.
1. Bezpečnostné opatrenia pri nosení a uchovávaní záznamníka.
Záznamník udržiavajte mimo miest, kde sú prítomné horľavé
anestetiká alebo horľavé plyny, mimo vysokotlakových
kyslíkových komôr a kyslíkových stanov. Záznamník
nepoužívajte v kombinácii so systémom zobrazovania
pomocou magnetickej rezonancie (MRI).

Aby ste zachovali možnosti zariadenia, pri používaní a uchovávaní
záznamníka zvážte nasledujúce podmienky prostredia. Výkon
záznamníka môže byť ovplyvnený nadmernou teplotou, vlhkosťou
a nadmorskou výškou.
Vyhýbajte sa miestam, kde by na záznamník mohla vystreknúť voda.
Vyhýbajte sa miestam s vysokou teplotou, vysokou vlhkosťou,priamym slnečným svetlom, prachom, soľou a sírou vo vzduchu.
Vyhýbajte sa miestam, kde by záznamník mohol byť naklonený,vystavený vibráciám alebo nárazu (aj počas prepravy).
Vyhýbajte sa miestam, kde sú uskladnené chemikálie alebo savyskytuje plyn.
iii

Prevádzkové podmienky:
Teplota:+10 °C až +40 °C,
Vlhkosť:30 % RV až 85 % RV (bez kondenzácie).
Podmienky počas dopravy a skladovania:
Teplota:- 20 °C až +60 °C,
Vlhkosť:10 % RV až 95 % RV (bez kondenzácie).
2. Bezpečnostné opatrenia pred používaním záznamníka.
Skontrolujte, či záznamník funguje bezpečne a správne.
Keď sa záznamník používa v spojení s inými zariadeniami,môže to spôsobiť nesprávnu diagnostiku alebo problémy sbezpečnosťou. Skontrolujte, či je zariadenia možné bezpečne
pripojiť.
Skontrolujte, či nedochádza k vzájomnému rušeniu s inými
zdravotníckymi zariadeniami. Skontrolujte, či je možné
záznamník správne používať.
Používajte príslušenstvo, voliteľné doplnky a spotrebný materiál
určené spoločnosťou A&D.
Pozorne si prečítajte návody na použitie dodané s voliteľnými
doplnkami. Upozornenia a výstrahy nie sú opísané v tomto návode.
Aby ste záznamník používali bezpečne a správne, predpoužitím vykonajte kontroly.
Pred použitím nechajte záznamník jednu hodinu alebo dlhšie v
normálnom prevádzkovom stave a zapnite ho.
K USB konektoru pripojte iba vyhradené periférne zariadenie.
Nepripájajte k nemu iné zariadenia.
K zásuvke prívodu vzduchu pripájajte len manžetu schválenú
spoločnosťou A&D.

iv

Poznámka

Príprava záznamníka
Predtým, ako bude záznamník používať nový pacient, z nehovymažte posledné uložené údaje.
Predtým, ako bude záznamník používať nový pacient, vymeňte
batérie.
Zariadenie
Záznamník používajte len na diagnostiku a ochranné protiopatrenia.
Skontrolujte, či sú vzduchová hadička a manžeta umiestnené na tele
správne. (Príklad: zalomenie a napnutie vzduchovej hadičky,umiestnenie a smer otočenia manžety)Pokyny pre pacienta používajúceho zariadenie
Informujte pacienta, ako sa pozastavuje automatické meranie krvného
tlaku, aby v prípade problému mohol zastaviť záznamník, keď bude
sám.
Informujte pacienta, aby záznamník rýchlo odstránil v prípade bolesti
alebo problému.
Pri používaní v blízkosti bábätiek a malých detí je potrebné dávať
pozor, pretože hrozí nebezpečenstvo, že by mohlo nechtiac dôjsť
k uduseniu vzduchovou hadičkou.
3. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérií používaných pri meraní krvného tlaku.
Batérie nainštalujte podľa značiek polarity „+“ a „-“, ktoré súzobrazené na vnútornej strane krytu priestoru pre batérie. (Dbajte
na dodržanie správnej polarity)
Vybité batérie naraz nahraďte novými batériami.
Ak sa záznamník nebude dlhú dobu používať, vyberte z nehobatérie. Elektrolyt z batérie by mohol vytiecť a spôsobiť poruchu.
Používajte dve alkalické batérie (veľkosti AA) alebo určené
nabíjateľné batérie (veľkosti AA, Ni-MH).
v

Batériou stlačte a podržte stlačený pružinový kontakt „-“.
Kontakt „+“ batérie zasuňte a nainštalujte ku kontaktu„+“ priestoru pre batérie. Keby sa batéria inštalovala od kontaktu„+“, mohol by sa poškodiť obal batérie.
Nedotýkajte sa súčasne batérie a pacienta. Môže tospôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom.
Nepoužívajte súčasne starú a novú batériu. Nepoužívajte batérierôznych typov a značiek. Pri takomto používaní môže dôjsť kvytečeniu elektrolytu z batérie, zahrievaniu a výbuchu. Môžedôjsť k poruche záznamníka.
4. Bezpečnostné opatrenia počas používania.
Záznamník nepoužívajte pri riadení automobilov alebo iných vozidiel.
Príklad: Záznamník môže pri riadení vozidla brániť pohybu telaalebo ramien a pod.

Toto zdravotnícke zariadenie môže prevádzkovať iba lekár, osoba
oprávnená podľa zákona. Vysvetlite pacientovi správne používanie auistite sa, že v prípade problému dokáže zastaviť meranie.
V blízkosti záznamníka (menej ako 30 cm) nepoužívajte mobilný
telefón. Môže to spôsobiť nesprávne fungovanie.

Prestaňte používať záznamník a pozastavte automatické
meranie krvného tlaku, ak pacient pociťuje bolesť v ramene
alebo je meranie nesprávne.
Záznamník nepoužívajte v silnom magnetickom aleboelektrickom poli.
Záznamník nepoužívajte na pacientovi, ktorý používa
srdcovo-pľúcny prístroj.
viPokyny pre pacienta

Poznámka

Pri nízkej teplote sa zníži výkon batérií a počet meraní sa zníži.

5. Bezpečnostné opatrenia po používaní záznamníka.
Spracovanie údajov meraniaÚdaje merania vždy okamžite spracujte pomocou vyhradeného
periférneho zariadenia.

Záznamník
Po vyčistení príslušenstvo usporiadajte a odložte.
Záznamník vyčistite, aby ho bolo možné použiť na ďalšie
meranie.
Pozastavte automatické meranie krvného tlaku. Inak sa v časespustenia nasledujúceho merania spustí natlakovanie na
automatické meranie a manžeta alebo iné súčasti sa môžunafúknutím poškodiť.
Ak sa záznamník dlhú dobu nepoužíva, vyberte z neho batérie.
Elektrolyt z batérií by mohol vytiecť a poškodiť záznamník.
Zabráňte používaniu záznamníka samotným dieťaťom.
Záznamník nedávajte na miesto v dosahu malého dieťaťa.
Mohlo by dôjsť k úrazu alebo poškodeniu.
Pri pripájaní a odpájaní kábla držte kryt konektora. Neťahajte za
samotný kábel.

vii

Poznámka

Bezpečnostné opatrenia po používaní záznamníka (TM-2440)
Po dokončení merania údaje merania vždy okamžite spracujte
pomocou vyhradeného periférneho zariadenia.
Záložná lítiová nabíjateľná batéria
Záznamník je vybavený záložnou lítiovou batériou. Táto batéria napája
zabudované hodiny pri výmene batérií AA používaných na meranie
krvného tlaku. Lítiová batéria sa nabíja z batérií AA.
Ako predĺžiť životnosť záložnej batérie
Pri prvom použití po zakúpení alebo po mesačnom alebo dlhšom
skladovaní vymeňte batérie a nabite záložnú batériu. Stačí, ak sazáložná batéria nabíja 48 hodín alebo dlhšie.
(Záložná batéria sa vždy nabíja batériami AA.)Keď sa zobrazí indikátor stavu batérie, batérie vymeňte za dve
nové batérie AA.
Keď sa zobrazí indikátor stavu batérie, nie je možné
vykonávať meranie krvného tlaku a dátovú komunikáciu. Batérievymeňte za dve nové batérie AA.
Ak sa záznamník nepoužíva mesiac alebo dlhšie, vyberte batérie, abyv záznamníku nedošlo k vytečeniu elektrolytu z batérií.

6. Ochrana v prípade chyby zariadenia
Zastavte prevádzku a vyberte batérie AA. Ak došlo k skratovaniu
kontaktov batérie, batéria môže byť horúca.
V prípade poruchy môže byť manžeta počas merania
horúca, manipulujte s ňou opatrne.
viii

Na záznamník umiestnite štítok s oznámením„Porucha“ „Nepoužívajte“. Obráťte sa na predajcu.
Keď doba merania presiahne 180 sekúnd a tlak vzduchu sazvýši nad 299 mmHg, okamžite záznamník zastavte.

7. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa údržby
Ak sa záznamník dlhú dobu nepoužíva, skontrolujte správnučinnosť a bezpečnosť.
Aby sa zachovalo správne meranie a bezpečnosť, pred použitím
vykonajte kontrolu a údržbu. Za spravovanie zdravotníckeho
zariadenia je zodpovedný používateľ (nemocnica, klinika atď.).
Ak sa kontrola a údržba nevykonajú správne, môže dôjsť kúrazu.

Na starostlivosť o záznamník používajte suchú handričku
nezanechávajúcu vlákna.
Nepoužívajte prchavé látky ako riedidlo alebo benzín.
Nepoužívajte mokrú handričku.
Záznamník (zdravotnícke elektronické zariadenie) nerozoberajte
ani doň nezasahujte. Mohli by ste ho poškodiť.
8. Bezpečnostné opatrenia a ochrana proti poruche spôsobenej
silnou elektromagnetickou vlnou
Záznamník je v súlade s normou pre IEC60601-1-2: 2014. Aby
ste však predišli elektromagnetickému rušeniu s inými
zariadeniami, v blízkosti záznamníka nepoužívajte mobilné
telefóny.
ix

Ak sa záznamník nachádza v blízkosti silných
elektromagnetických vĺn, tvar vĺn môže byť narušený šumom amôže dôjsť k nesprávnej činnosti.
Ak počas používania dôjde k neočakávanej poruche,skontrolujte elektromagnetické rušenie a prijmite vhodné
opatrenia.

V nasledujúcich príkladoch sú uvedené všeobecné príčiny poruchya ochrana proti nim.
Používanie mobilných telefónov
Rádiové vlny môžu spôsobovať neočakávané poruchy.
Bezdrôtové komunikačné zariadenia, zariadenia
domácej siete, napríklad rádiotelefóny, mobilné telefóny,
bezšnúrové telefóny a tieto typy komunikačných
zariadení, môžu mať vplyv na činnosť záznamníka. Preto
je potrebné udržiavať od záznamníka vzdialenosť
minimálne 30 cm.
Ak je v prostredí používania statická elektrina (výboje zozariadení alebo okolia)
Pred použitím záznamníka sa uistite, že sa operátor a pacientzbavili statickej elektriny.
Zvlhčujte miestnosť.

9. Ochrana životného prostredia
Pred likvidáciou záznamníka z neho vyberte lítiovú batériu.

x

Bezpečnostné opatrenia pre bezpečné meranie
V tejto časti sú opísané bezpečnostné opatrenia, ktoré sa týkajú
merania a snímača. O vyhodnotení výsledkov a liečbe sa vždyporaďte s lekárom. Samodiagnostika a samoliečba na základevýsledkov môže byť nebezpečná.

Meranie krvného tlaku
Uistite sa, že hadička nie je nadmerne ohnutá a že vzduch
riadne prúdi. Ak sa používa ohnutá vzduchová hadička, tlak
vzduchu môže naďalej pôsobiť na manžetu, ktorá môže zastaviť
tok krvi do ramena.
Ak má pacient nasledujúce ťažkosti, nemerajte krvný tlak
na ramene. Môže to spôsobiť úraz alebo zhoršenie
zranenia.
1) Na ramene je zranenie alebo choroba.
2) Rameno s intravenóznou infúziou alebo krvnou transfúziou.
3) Končatina so skratom na umelú dialýzu.
4) Dlhodobé pripútanie na lôžko (situácia s možnosťou
trombu).

Ak dôjde k problému s meraním, skontrolujte stav pacienta.
Príčinou by mohlo byť zhoršenie stavu nad hranicu merania
alebo že ohnutá vzduchová hadička zastavila prietok
vzduchu.
Príliš časté meranie krvného tlaku môže spôsobiť ublíženie
na tele v dôsledku bránenia toku krvi. Pri opakovanompoužívaní zariadenia skontrolujte, či prevádzka zariadenia
nemá za následok dlhotrvajúce zhoršenie krvného obehu.
xiMeranie krvného tlaku nemusí byť presné, ak má pacientúplnú arytmiu alebo sa nadmerne pohybuje.
Manžetu noste na rovnakej úrovni ako je srdce. (Ak jeúroveň odlišná, dôjde k chybe meranej hodnoty.)
Záznamník reaguje na umelo vyvolaný stav a otras. V
prípade akýchkoľvek pochybností o nameranej hodnote
odmerajte krvný tlak vyšetrením sluchom alebo pohmatom.
K chybe merania môže dôjsť, ak veľkosť manžety
nezodpovedá obvodu ramena pacienta.
Manžetu nafúknite až po ovinutí okolo ramena pacienta. Inakby mohlo dôjsť poškodeniu alebo výbuchu manžety.

Poznámka

Meranie krvného tlaku môže spôsobiť podkožné krvácanie. Toto
podkožné krvácanie je dočasné a časom zmizne.
Ak pacient používa srdcovo-pľúcny prístroj, krvný tlak nie je možné
odmerať kvôli absencii srdcového tepu.
Krvný tlak nie je možné odmerať správne, ak má pacient oblečené
hrubé oblečenie.
Krvný tlak nie je možné odmerať správne, ak je oblečenie vyhrnuté arameno je stlačené.
Krvný tlak nie je možné odmerať správne, ak je periférny krvný obeh
nedostatočný, krvný tlak je nadmerne nízky alebo ak má pacient nízku
telesnú teplotu (krvný tok je nedostatočný).
Krvný tlak nie je možné odmerať správne, ak má pacient častú
arytmiu.
Krvný tlak nie je možné odmerať správne s manžetou nevhodnejveľkosti.
Krvný tlak nie je možné odmerať správne, ak manžeta nie jeumiestnená na rovnakej úrovni ako je srdce.
Krvný tlak nie je možné odmerať správne, ak sa pacient počas
merania pohybuje alebo rozpráva.
Klinické skúšky neboli vykonané na novorodencoch a tehotných
ženách.
Ak vám urobili mastektómiu, pred použitím sa poraďte s lekárom.
xii

ManžetaManžety kontaminované krvou zlikvidujte, aby ste zabránili
šíreniu infekčných chorôb.
Neuchovávajte dlhšiu dobu zloženú manžetu alebo skrútenú
vzduchovú hadičku v tesnom priestore. Pri takom
zaobchádzaní sa môže skrátiť životnosť komponentov.

Meranie pulzovej frekvencie
Zobrazenú pulzovú frekvenciu nepoužívajte na diagnostiku
nepravidelného srdcového tepu.

Poznámka
Záznamník meria pulzovú frekvenciu pri meraní krvného tlaku.

xiii

Zoznam balenia
Záznamník je presný prístroj, preto ho používajte opatrne.
Silný náraz môže spôsobiť zlyhanie a poruchu.

Poznámka
Záznamník sa expeduje v špeciálnej škatuli, navrhnutej tak, aby hochránila pred poškodením počas dopravy. Keď škatuľu otvoríte,
uistite sa, že balenie obsahuje všetko, čo je uvedené na zozname
balenia. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na miestneho
predajcu alebo najbližšieho predajcu A&D. Odporúčame vám, aby
ste si špeciálnu škatuľu odložili.
Pozrite si časť „10. Voliteľné doplnky (potrebné je objednanie)“,
kde nájdete informácie o voliteľných doplnkoch.
Záznamník krvného tlaku ............................................................ 1
Príslušenstvo
Manžeta pre dospelých

(7,8" až 12,2") na ľavé rameno
TM-CF302A ................ 2
Návlek na manžetu pre dospelých ............................................. 2
Puzdro na nosenie .......................... AX-133025995 ........... 1
Opasok ........................................... AX-00U44189 ............ 1
Spona .................................................................................... 1
Hárky na zaznamenávanie aktivity (10 hárkov) ..... AX-PP181-S .............. 1
USB kábel ....................................... AX-KOUSB4C ............ 1
Disk CD Správca údajov ABPM ............................................. 1
Tento návod na použitie

20 až 31 cm....................................................... 1xiv

Záznamník krvného tlakuManžeta pre dospelých na ľavé rameno

Puzdro na nosenie

Spona

Hárky na zaznamenávanie
aktivity (10 hárkov)

OpasokUSB kábel

Návlek na manžetu predospelých

Disk CD Správcaúdajov ABPM

xv

Tento návod na použitieObsahZhoda ........................................................................................... i
Zhoda s európskou smernicou ........................................................... i
Zhoda s austrálskym rámcom EMD................................................... i
Definície varovaní ...........................................................................ii
Bezpečnostné opatrenia pri používaní ........................................... iii
Bezpečnostné opatrenia pre bezpečné meranie ............................ xi
Meranie krvného tlaku ....................................................................... xiManžeta.............................................................................................. xiii
Meranie pulzovej frekvencie ............................................................ xiii
Zoznam balenia ........................................................................... xiv
1.

Úvod ................................................................................... 4

2.

Vlastnosti ............................................................................ 4

3.

Skratky a symboly ............................................................... 6

4.
4.1.
4.2.

Špecifikácie ....................................................................... 11
Záznamník.............................................................................. 11
Rozmery ................................................................................. 14

5.

Názvy súčastí .................................................................... 15
5.1. Záznamník.............................................................................. 15
5.2. Displej OLED (dióda vyžarujúca organické svetlo) ........... 16
5.3. Hlavné úkony prepínania...................................................... 17
5.3.1. Úkony A-BPM ........................................................... 17
5.3.2. Iné operácie ............................................................. 20

6.

Funkcie merania krvného tlaku .......................................... 226.1. Automatické meranie krvného tlaku (A-BPM).................... 22
6.1.1. A-BPM režim čakania ............................................... 23
6.1.2. Funkcia spánku a časový interval ............................. 24
6.1.3. Zastavenie merania .................................................. 25
16.2. Výsledok merania .................................................................. 26
6.2.1. Zobrazenie výsledkov merania ................................. 26
6.2.2. Uloženie výsledkov merania ..................................... 26
6.2.3. Prenesenie výsledkov merania ................................. 27
6.2.4. Identifikačné čísla ..................................................... 27
7.

Príprava záznamníka ........................................................ 28
7.1. Inštalácia batérií (výmena batérií) ....................................... 28
7.1.1. Výmena batérií ......................................................... 30
7.2. Príprava puzdra na nosenie ................................................. 31
7.3. Kontrola pred použitím ......................................................... 32
7.3.1. Kontrolné zoznamy pred inštaláciou batérií .............. 32
7.3.2. Kontrolné zoznamy po inštalácii batérií ..................... 338.

Úkony................................................................................ 33
8.1. Diagram činnosti .................................................................... 33
8.2. Počiatočné nastavenia ......................................................... 35
8.2.1. Nastavenia z výroby ................................................. 35
8.2.2. Hodiny a funkcia monitorovania merania .................. 36
8.2.3. Počiatočná hodnota natlakovania ............................. 37
8.3. Prednastavené programy A-BPM ....................................... 37
8.3.1. Položky a parametre A-BPM..................................... 39
8.3.2. Príklady programu A-BPM ........................................ 41
8.4. Vymazanie údajov merania.................................................. 43
8.5. Pripevnenie výrobku k pacientovi........................................ 45
8.5.1. Informácie pre pacientov .......................................... 45
8.5.2. Návlek na manžetu ................................................... 48
8.5.3. Nasadenie manžety, puzdra na nosenie a záznamníka... 49
8.6. Úkony merania krvného tlaku .............................................. 52
8.6.1. Úkony A-BPM ........................................................... 52
8.6.2. Manuálne meranie .................................................... 54
8.6.3. Zastavenie a pozastavenie meraní ........................... 55
2

8.7.

Pripojenie záznamníka ku špecializovanému periférnemu
zariadeniu ............................................................................... 56
8.7.1. Pripojenie pomocou kábla USB ................................ 56

9.

Údržba .............................................................................. 58
9.1. Uchovávanie výrobku, kontrola a riadenie bezpečnosti ... 58
9.2. Čistenie zariadenia................................................................ 59
9.3. Pravidelná kontrola ............................................................... 61
9.3.1. Kontrola pred inštaláciou batérií ............................... 61
9.3.2. Kontrola po inštalácii batérií ...................................... 62
9.4. Likvidácia................................................................................ 63
9.5. Riešenie problémov .............................................................. 64
9.6. Chybové kódy ........................................................................ 65

10.

Voliteľné doplnky (potrebné je objednanie) ........................ 68

11.
Príloha .............................................................................. 70
11.1. Princíp merania krvného tlaku ............................................. 70
11.2. Informácie o EMD.................................................................. 72

3

1. ÚvodĎakujeme vám za nákup!

Záznamník ambulantného merania krvného tlaku TM-2440
umožňuje presné meranie krvného tlaku pacienta automaticky v
prednastavených časoch (napr. nepretržite 24 hodín). V tomto
návode sú vysvetlené nastavenia, úkony, režimy a programy
merania krvného tlaku, ako aj komunikácia s vyhradeným
periférnym zariadením, údržba, špecifikácie a výstrahy. Návod si
prečítajte, aby ste mohli zariadenie správne používať, auchovávajte ho na dostupnom mieste.

2. Vlastnosti

Zhrnutie

Záznamník je ambulantný tlakomer, ktorý môže merať
neinvazívnu hodnotu krvného tlaku a pulz pacienta pod vedením
lekára. Účelom použitia je merať a ukladať zmeny krvného tlaku
počas dňa v každodennom živote. Záznamník je navrhnutý tak,aby bol prenosný, mal funkcionalitu spravovania údajov ajednoduchú obsluhu.

Cieľová skupina pre meranie krvného tlaku

Tento záznamník je určený pre dospelých (starších ako 12 rokov).

4Účel použitia

Záznamník umožňuje automatické meranie krvného tlaku amanuálne meranie krvného tlaku. Údaje krvného tlaku sa môžupoužiť pri konzultácii s lekármi a na vlastnú starostlivosť ozdravie.

Automatické meranie krvného tlaku (A-BPM)
Funkcia A-BPM umožňuje určiť šesť párov ľubovoľných časov
spustenia a intervalov pre každých 24 hodín a automaticky
meria a zaznamenáva krvný tlak.
Manuálne meranie krvného tlakuKrvný tlak je možné manuálne odmerať kedykoľvek, aj vtedy,
keď je aktivovaná funkcia A-BPM.

Prenosnosť

Hmotnosť záznamníka je približne 120 g (bez batérií).
Jeho veľkosť je vhodná do dlane a je vybavený mikro čerpadlom.
Môžu sa používať dve alkalické batérie AA. (veľkosť LR6 aleboAA) Môžu sa používať dve nabíjateľné batérie (Ni-MH batériaveľkosti AA).

Prevádzkyschopnosť

Nastavenia záznamníka a program merania krvného tlaku jemožné jednoducho nakonfigurovať pomocou správcu údajov
ABPM nainštalovaného v počítači (špecializované periférne
zariadenie).

Rozsiahly analytický výkonNa automatické meranie krvného tlaku sa môže nastaviť časový
interval merania.
Krvný tlak je možné odmerať kedykoľvek okamžite pomocou
manuálneho merania.
Analýzu je možné efektívne spraviť pomocou správcu údajov ABPM
nainštalovaného v počítači (špecializované periférne zariadenie).
5

Kratšia doba meraniaRýchlosť deflácie sa ovláda tak, aby sa minimalizovala doba merania.
Hodnota natlakovania sa ovláda tak, aby sa minimalizovala doba merania.

Jednoduchosť a pohodlie

Vyhradené periférne zariadenie môže prijímať údaje pomocou
USB kábla. Prijaté údaje je možné ľahko analyzovať a vytlačiť.

3. Skratky a symboly
Symboly
SYS
DIA
PUL
PP
kPa
mmHg
/min

VýznamSystolický krvný tlak.
Diastolický krvný tlak.
Pulz.
Pulzný tlak PP = SYS - DIA
Jednotka krvného tlaku
Jednotka pulzu/minúta

Zobrazené: vykonáva sa A-BPM
Pamäť je plná, na spustenie merania odstráňte
údaje.
Indikátor batérií. Keď sa zobrazuje úroveň 1

Exx
OLED

, vymeňte batérie, aby ste mohli používať
záznamník.
Symbol spánku A-BPM
Symbol sa zobrazuje počas konfigurácie.
Kódy chýb. xx = 00 až 99
Dióda vyžarujúca organické svetlo
Symbol výstrahy
Stupeň ochrany proti zásahu elektrickým prúdom:Typ zariadenia BF.
Výrobca označenia CE. Dátum výroby.
6SymbolyVýznamSMALL

Symbol malej manžety
Obvod ramena 15 až 22 cm 5,9" až 8,7"

ADULT

Symbol manžety pre dospelých
Obvod ramena 20 až 31 cm 7,8" až 12,2"

LARGE

Symbol veľkej manžety
Obvod ramena 28 až 38 cm 11,0" až 15,0"

EXTLARGE

Symbol extra veľkej manžety
Obvod ramena 36 až 50 cm 14,2" až 19,7"

Adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

Symbol vytlačený na balení.
Manžeta pre dospelých je zahrnutá v príslušenstve.
Pozrite si návod na obsluhu alebo brožúru.
Symbol „Uchovávajte v suchu“ a „Chráňte preddažďom“.

SN

Sériové číslo
Symbol vytlačený v priestore na batérie.
Smer (polarita) na vloženie batérie.

x2
1.5V LR6 Symbol vytlačený na balení.
1.2V HR6 Batérie sa nenachádzajú v príslušenstve.
not included
EMD

Elektromagnetické rušenie
Symbol „Zaobchádzať opatrne“.
Symbol smernice o odpade z elektrických aelektronických zariadení.

7

SymbolyVýznamBPM

Meranie krvného tlaku

A-BPM

Automatické meranie krvného tlaku.

Sleep, Cycle, Hour,
Symboly A-BPM. #1
START, Operation
Not made with natural Upozornenie pre pacienta. Je vytlačené narubber latex.
manžete.
Caution• Use alkaline batteries or specified
rechargeable batteries and ensure
correct polarity(+,-).

• Do not mix new, used or different
branded batteries.
• Firmly secure cuff air hose to
main body.

Upozornenia na kryte batérií.
Používajte alkalické batérie alebo určené
nabíjateľné batérie a zabezpečte správnu
polaritu (+,-).
Nemiešajte nové a použité
batérie alebo batérie rôznych
značiek.
Pevne pripevnite vzduchovú hadicumanžety k hlavnému telu.

#1 : Pozrite si časť „6.1. Automatické meranie krvného tlaku (A-BPM)“ a„8.3. Prednastavené programy A-BPM“.

8I.H.B.

Záznamník zistí nepravidelný srdcový tep, ktorý sa odlišuje o ±25 %od priemernej pulzovej frekvencie ako I.H.B. (Nepravidelný srdcový
tep).
Hlavné faktory pre zobrazenie I.H.B. sú fyziologické faktory
spolu so srdcovými faktormi, faktormi choroby a inými faktormi.
Príkladom môže byť napríklad telesný pohyb, zvýšenie telesnej
teploty, starnutie, fyziologické vlastnosti a emocionálne zmeny.
I.H.B. sa môže zistiť aj pri výskyte veľmi slabých vibrácií,napríklad pri chvení alebo triaške.
Vykonajte analýzu pomocou vyhradeného periférneho
zariadenia, aby ste vedeli, či sa zistil alebo nezistil I.H.B.
Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu softvéru Správca údajov
ABPM.

Pulzová frekvencia je rýchlejšia ako priemerná
hodnota o 25 % alebo viac.
Pulzová frekvencia je pomalšia ako
priemerná hodnota o 25 % alebo viac.

9Režim čakania

A-BPM režim čakania je stav, keď sa krvný tlak nemeria počas
časového intervalu.
Čas spustenia
T

T

T
Úsek

Meranie krvného tlaku

Čas spustenia
T

T

T

T
Úsek

Vyhradené periférne zariadenieČasT : Časový intervalŠpecializované periférne zariadenie znamená počítač, na ktorom jenainštalovaný softvér Správca údajov ABPM. Softvér Správca údajov
ABPM je uložený na disku CD príslušenstva. Pri pripájaní
záznamníka k periférnemu zariadeniu používajte periférne zariadenie,
ktoré spĺňa požiadavky na lekárske elektrické zariadenia(IEC60601-1). Záznamník nepripájajte k inému zariadeniu (napríklad:
IEC60950) v oblasti, kde sa používajú lekárske zariadenia.
Používajte kábel USB kratší ako 1,5 m.

10

4. Špecifikácie
4.1. ZáznamníkPoložky

Opisy

Metóda merania

Oscilometrická metóda merania

Metóda detekcie tlaku

Polovodičový snímač tlaku

Rozsah zobrazenia tlaku 0 až 299 mmHg
Presnosť merania

Tlak:±3 mmHg
Pulzová frekvencia: ±5 %Minimálna
jednotka zobrazenia

Tlak:
1 mmHgPulzová frekvencia: 1 úder / minúta

Rozsah merania

Systolický tlak:
60 až 280 mmHg
Diastolický tlak:
30 až 160 mmHg
Pulzová frekvencia: 30 až 200 úderov / minúta

Odtlakovanie

Stále vypúšťanie s ovládaným únikovým
ventilom ako bezpečnostným mechanizmom

Vypúšťanie

Elektromagnetický ventil

Metóda natlakovania

Mikro čerpadlo

Automatické
natlakovanie

85 až 299 mmHg

Časový interval( režimu A-BPM )Intervaly na každom úseku, ktorý rozdeľuje 24
hodín maximálne na šesť častí.
Interval: OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minút

Hodiny24-hodinový formát zobrazenia časuDisplej

OLED, 96 x 39 pixelov, biele znaky

Počet meraní200-krát alebo viac. Mení sa to podľa
podmienok pri meraní.

PamäťÚdaje merania: max. 600 údajov

11Položky

Opisy
S rovnakým typom batérií:2 x 1,5 V batérie (veľkosť LR6 alebo AA)
Alkalická batéria alebo niklometalhydridová
Napájanie
batéria (Ni-MH) 1 900 mAh alebo viac
Záložná batéria pre zabudované hodiny: Lítiová
nabíjateľná gombíková batéria ML2016H
Menovité napätie
2,4 V jednosmer. a 3,0 V jednosmer.
USB: kompatibilné s USB1.1.
Dĺžka kábla: 1,5 m alebo kratší.
Micro-USB konektor typu B umožňuje
Rozhranie
pripojenie k vyhradenému periférnemu
zariadeniu (pomocou štandardného
softvéru ovládača).
Teplota:+10 až +40 °C
Prevádzkové podmienky
Vlhkosť:30 až 85 % RV (bez kondenzácie)Teplota:-20 až +60 °C
Podmienky počas
dopravy a skladovania Vlhkosť:10 až 95 % RV (bez kondenzácie)Atmosférický tlak pre
podmienky prevádzky aj 700 až 1 060 hPa
skladovania
Typ ochrany proti
Interne napájané zdravotnícke elektrické
zasiahnutiu elektrickým
zariadenie
prúdomTyp ochrany proti
Typ BF: Záznamník, manžeta a hadica súzasiahnutiu elektrickým
navrhnuté tak, aby poskytovali špeciálnu
prúdomochranu proti zasiahnutiu elektrickým prúdom.
Označenie CE
Označenie C-Tick
Rozmery
Hmotnosť

Označenie smernice ES pre zdravotnícku
pomôcku.
Certifikačná ochranná známka zaregistrovanáv ACA úradom pre ochranné známky.
Približne 95 (D) × 66 (Š) × 24,5 (V) mm
Približne 120 g (bez batérií)12

Položky
Životnosť

Opisy
Záznamník: 5 rokov. Samooverenie s internými
údajmi. Správna prevádzka a údržba v
najlepších podmienkach. Trvácnosť závisí odpodmienok používania.

Ochrana pred vniknutím Zariadenie: IP22
Predvolený režim

Priebežné meranieČas reštartovania po
defibriláciiOkamžite

EMD

IEC 60601-1-2: 2014

Poznámka:# Špecifikácie sa môžu v záujme zlepšenia zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
# Klinická skúška pre toto zariadenie sa vykonáva na základe
normy ISO 81060-2:2013.
# Záznamník nie je zdravotníckym zariadením na
monitorovanie pacienta. Neodporúčame spôsob používania,
pri ktorom by musel monitorovať pacienta v reálnom čase na
mieste ako je jednotka intenzívnej starostlivosti.
ACA: Australian Communications Authority(Austrálsky úrad pre komunikáciu)13

4.2. Rozmery

66

24,5

95

Jednotka: mm

14

5. Názvy súčastí
5.1. ZáznamníkManžeta pre dospelých na ľavé rameno

Značka polohy tepny

Vzduchová hadička
Zástrčka prívodu vzduchu
Zásuvka prívodu vzduchu
Prepínač EVENT
OLED displej
Prepínač START a
STOP

Kryt priestoru
pre batérie

Priestor pre batérie a
2 batérie LR6 (veľkosť AA)
na meranie

Micro USB port (na spodnej strane),konektor pre dátovú komunikáciu

15

5.2. Displej OLED (dióda vyžarujúca organické svetlo)
Poznámka
Aby ste získali presnú diagnózu, dbajte na to, aby ste presne
odčítali údaje zobrazené na záznamníku a správne ichinterpretovali.
Stav funkcie A-BPM sa zobrazuje na displeji OLED.
Čas na hodinách.
Stav nastavení a prevádzky.
Hodnota merania A-BPM.
SYS
DIA
PUL

Systolický krvný tlak.
Diastolický krvný tlak.
Pulzová frekvencia.

mmHg Jednotka pre hodnotu krvného tlaku.
Jednotka pre pulzovú frekvenciu.
/min
Pozrite si časť „3. Skratky a symboly“, kde nájdete význam
symbolov na displeji OLED.
SymbolyVýznamTáto značka je zobrazená počas konfigurácie.
Zobrazenie: Vykonáva sa A-BPM.
Pamäť je plná
Značka režimu spánku A-BPM
Indikátor stavu batérie
16

5.3. Hlavné úkony prepínania
5.3.1. Úkony A-BPM
Spustenie alebo pozastavenie A-BPM.

Krok 1. Uložte prednastavený program (časov spustenia a intervalov) pre
A-BPM.
Krok 2. Na prepínanie medzi nasledujúcimi stavmi stlačte a podržte tlačidloEVENT .
„ON“ ....... A-BPM sa spustí a zobrazí sa značka.
Merania krvného tlaku sa vykonávajú v súlade s
prednastaveným programom A-BPM.
„OFF“...... A-BPM sa pozastaví a značka
sa vypne.
Manuálne meranie krvného tlaku sa však môževykonať stlačením prepínača START .

Predĺženie časového intervalu A-BPM.

Krok 1. Pred meraním nastavte režim spánku na „ON“.
Krok 2. Funkciu A-BPM spustite stlačením a podržaním tlačidla EVENT .
Zobrazí sa symbol.
Krok 3. Keď sa prepínač EVENT stlačí počas A-BPM, časový intervalsa zdvojnásobí.
Keď sa znovu stlačí prepínač EVENT , časový interval sa vráti nazákladnú hodnotu.

17

Zastavenie počas A-BPM

Keď sa prepínač START/STOP stlačí počas merania krvného
tlaku, vzduch sa okamžite vypustí a aktuálne meranie sa zastaví.
A-BPM však pokračuje. Nasledujúce meranie krvného tlaku
sa vykoná v súlade s nastaveniami A-BPM.

Nastavenie programu pre A-BPM.

Krok 1. Ak je indikácia na displeji skrytá, stlačte prepínač
START/STOP alebo EVENT pre návrat na zobrazenierežimu čakania.
Krok 2. Ak sa zobrazuje symbol, na pozastavenie funkcie A-BPM
stlačte a podržte tlačidlo EVENT .
Krok 3. Držte stlačené tlačidlo START/STOP a stlačte a podržte
tlačidlo EVENT , kým sa na displeji OLED zobrazí položka
Sleep .
Krok 4. Prevádzkové prepínače sú nasledovné:
Pozrite si časť „8.3.1. Položky a parametre A-BPM“
Prepínač EVENT ................ Zmena aktuálneho parametra.
Prepínač START/STOP .... Rozhodnutie, nasledujúca položka,ukončenie nastavení.

Okamžité odmeranie krvného tlaku počas A-BPM.
(Manuálne meranie krvného tlaku v A-BPM)

Krok 1. Ak je zobrazovanie monitora OLED skryté, stlačením tlačidla
START/STOP alebo EVENT sa vrátite na zobrazenierežimu čakania funkcie A-BPM.
Krok 2. Stlačte prepínač START/STOP počas A-BPM režimu
čakania.
18

Nastavenie hodín.
Nastavenie funkcie monitorovania A-BPM.

Krok 1. Ak je indikácia na displeji skrytá, stlačte prepínač
START/STOP alebo EVENT pre návrat na zobrazenierežimu čakania.
Krok 2. Ak sa zobrazuje symbol, na pozastavenie funkcie A-BPM
stlačte a podržte tlačidlo EVENT .
Krok 3. Držte stlačené tlačidlo START/STOP a stlačte a podržte
tlačidlo EVENT , kým sa na displeji OLED zobrazí položka
Display (za položkou Sleep ).
Krok 4. Prevádzkové prepínače sú nasledovné:
Pozrite si časť „8.2.2. Hodiny a funkcia monitorovania merania“
Prepínač EVENT ................ Zmena aktuálneho parametra.
Prepínač START/STOP .... Rozhodnutie, nasledujúca položka,ukončenie nastavení.

19

5.3.2. Iné operácie
Návrat z režimu čakania a zobrazenie monitora.

Ak je zobrazovanie monitora OLED skryté, stlačením
tlačidla START/STOP alebo EVENT sa vrátite na
zobrazenie režimu čakania.

Odstránenie údajov merania

Krok 1 Ak je zobrazovanie monitora skryté, stlačením
tlačidla START/STOP alebo EVENT sa vrátite na
zobrazenie režimu čakania.
Krok 2. Ak sa zobrazuje symbol
stlačte a podržte tlačidlo

, na pozastavenie funkcie A-BPM
EVENT .

Krok 3. Držte stlačené tlačidlo START/STOP astlačte a podržte tlačidlo EVENT , kým sa na displeji OLED
zobrazí položka DataClear(po zobrazení položky Sleep a položky Display ).
Krok 4. Vyberte operáciu.
Keď odstraňujete údaje, stlačte a podržte tlačidlo
START/STOP . Na displeji OLED
Krok 4. Odstraňovanie
pod položkou DataClear bliká
DataClear
OLED Erasingpoložka Erasing a začnú sa
odstraňovať údaje.
Po odstránení pokračujte krokom č. 5.
Ak uchovávate (neodstraňujete) údaje, stlačte
tlačidlo EVENT a pokračujte krokom č. 5.
Krok 5. Záznamník sa vráti do režimu čakania.

20

Spustenie dátovej komunikácie s vyhradeným periférnym zariadením pomocou
USB kábla.
Krok 1. Pripojte micro USB kábel medzi záznamník a vyhradené
periférne zariadenie.

Krok 2. Zaznie bzučiak a na displeji OLED sa zobrazí nasledujúci symbol.
Stav dátovej komunikácie prejde do pohotovostného režimu.

PohotovostnéhorežimuKrok 3. Vykonajte analýzu pomocou vyhradeného periférneho
zariadenia. Stav dátovej komunikácie prejde do aktívneho
online režimu len počas komunikácie prostredníctvom USB.

21

6. Funkcie merania krvného tlaku
Záznamník je vybavený funkciou automatického merania krvného
tlaku (A-BPM) a umožňuje ukladanie stavov merania a výsledkov
merania.

6.1. Automatické meranie krvného tlaku (A-BPM)
Keď sa funkcia A-BPM nepoužíva, pozastavte ju stlačením apodržaním tlačidla EVENT , aby sa symbol
vypol. Inaksa pri nasledujúcom čase spustenia spustí meranie amanžeta môže prasknúť.
Funkcia A-BPM meria krvný tlak v prednastavených intervalochs použitím zabudovaných hodín a výsledky merania ukladá dopamäte.
Funkciu A-BPM je možné spustiť a pozastaviť stlačením apodržaním tlačidla EVENT .
sa zobrazuje na displeji OLED, keď sa používa funkcia
Symbol
A-BPM. Krvný tlak sa meria automaticky v čase spustenia funkcie
A-BPM.
Počiatočná hodnota natlakovania je z výroby nastavená na
180 mmHg.
Ak prvé natlakovanie nie je dostatočné, až dvakrát sa
automaticky vykonajú opätovné natlakovania.
Keď vymažete údaje v pamäti alebo pozastavíte A-BPM,
hodnota natlakovania sa zresetuje na počiatočnú hodnotu
natlakovania.
Keď dôjde k chybe merania a doba čakania do nasledujúceho
času spustenia je dlhšia ako 8 minút, krvný tlak sa odmeria
jedenkrát po 120 sekundách. Výsledok merania sa uloží do22

pamäte.
Ak chcete pozastaviť funkciu A-BPM, stlačte a podržte tlačidloEVENT .

6.1.1. A-BPM režim čakania
V režime čakania A-BPM zobrazuje displej OLED aktuálny čas
ako je uvedené nižšie.
spolu so symbolom
V režime čakania sa indikátory automaticky skryjú.
Položky zobrazíte stlačením ľubovoľného prepínača.
A-BPM režim čakania je stav, keď sa krvný tlak nemeria počas
časového intervalu.

Aktuálny čas

23

6.1.2. Funkcia spánku a časový interval
V prednastavenom programe nastavte režim spánku na „ON“.
Keď sa prepínač EVENT stlačí počas A-BPM, časový
interval sa zdvojnásobí.
Keď sa prepínač EVENT znovu stlačí počas A-BPM, časový
interval sa vráti na pôvodnú dĺžku.
Pozrite si časť „8.3. Prednastavené programy A-BPM“, kde
nájdete informácie o tom, ako sa nastavuje režim spánku.
T : Časový interval

Meranie krvného tlaku
T

T

2T

2T

Prepínač EVENT
Spustite A-BPM
Uložte parametre režimu spánku

24

2T

T

T

Čas

Prepínač EVENT

6.1.3. Zastavenie merania
Keď sa prepínač START/STOP stlačí počas merania krvného tlaku,
vzduch sa okamžite vypustí a aktuálne meranie sa zastaví. A-BPM
však pokračuje. Nasledujúce meranie krvného tlaku sa vykoná v
súlade s nastaveniami A-BPM.

Poznámka
Po zastavení merania sa na displeji OLED zobrazí kód
zastavenia E07 a uloží sa do pamäte.

25

6.2. Výsledok merania
6.2.1. Zobrazenie výsledkov merania
Funkcia monitorovania umožňuje vybrať príkaz „Display
ON“ alebo „Display OFF“ výsledku merania A-BPM.
Obsah príkazu „Display ON“ zahŕňa „Hodnotu tlaku počas
merania“, „výsledok merania“ a „Chybový kód pre výsledok
merania“.
Keď je vybratý príkaz „Display OFF“, zobrazené sú hodiny.
Nastavenie z výroby je „Display ON“.
Pozrite si časť „8.2.2 Hodiny a funkcia monitorovania merania“.

6.2.2. Uloženie výsledkov merania
Spracovanie údajov výsledku merania
Nepoužívajte v silnom elektromagnetickom poli.
Kapacita pamäte pre výsledok merania je 600 súborov dát.
Keď sa pamäť zaplní, zobrazí sa značka
a záznamník nemôže
vykonať meranie, až kým sa nevymažú údaje z pamäte.

Poznámka
Predtým, ako záznamník odovzdáte novému pacientovi, vymažte
údaje v pamäti. Odporúčame vám používať pre každú osobu údaje
pamäte záznamníka samostatne. Ak má záznamník v pamätiuložené údaje viacerých osôb, môže byť ťažké údaje správne
spracovať.
26

6.2.3. Prenesenie výsledkov meraniaÚdaje meraní uložené v pamäti je možné preniesť do periférneho
zariadenia pomocou prenosu údajov prostredníctvom USB.
Pozrite si časť „8.7. Pripojenie záznamníka kušpecializovanému periférnemu
zariadeniu“.

Poznámka
Keď sa zobrazí indikátor stavu batérie, prenos údajov nie
je možné použiť. Aby ste mohli použiť prenos údajov, vymeňte
batérie.

6.2.4. Identifikačné čísla
Predvolené identifikačné číslo z výroby je „0“.
Nakonfigurujte identifikačné čísla pomocou vyhradeného
periférneho zariadenia.

Poznámka
Identifikačné čísla nie je možné nakonfigurovať pomocou
záznamníka a potrebné je použitie vyhradeného periférneho
zariadenia.

27

7. Príprava záznamníka

7.1. Inštalácia batérií (výmena batérií)Pred pripojením záznamníka nainštalujte dve nové batérie pri
zachovaní správneho smeru „+“ a „-“ uvedeného vo vnútri
priestoru pre batérie.
Obe batérie vymeňte naraz.
Ak sa záznamník dlhú dobu nepoužíva, vyberte z neho batérie.
Elektrolyt z batérií by mohol vytiecť a spôsobiť poruchu.
Použite dve alkalické batérie: typ LR6 alebo určené nabíjateľné
batérie AA Ni-MH.
Pri inštalácii batérie do priestoru pre batérie najprv stlačtepružinový kontakt pomocou kontaktu „-“ batérie. Potom vložte
kontakt „+“.
Keby sa batéria inštalovala od kontaktu „+“, obal batérie by sa
mohol poškodiť pružinovým kontaktom.
Nepoužívajte súčasne batérie rôznych druhov ani použité anové batérie. Mohlo by dôjsť k úniku elektrolytu, zahrievaniu
alebo poškodeniu.

Poznámka
Keď je zobrazená úroveň 1
nabitia batérie, pred pripojením
záznamníka batérie nahraďte dvoma novými batériami.
Záznamník nemôže vykonávať meranie krvného tlaku ani prenosúdajov, kým je zobrazená úroveň 1.
Keď je batéria a zabudovaná batéria vybitá, nič sa nezobrazuje.
Nainštalujte batérie v súlade so symbolom smeru ().

28

Postup

Nainštalujte batérie.

Krok 1. Otvorte kryt priestoru prebatérie.
Krok 2. Vyberte použité batérie.
Krok 3. Riaďte sa symbolom
smeru (
) vo vnútri
priestoru pre batérie.
Vložte dve nové batérie v
správnom smere „+“ a „-“.

Krok 1. Otvorte.

Stlačte pružinový kontakt
pomocou kontaktu„-“ batérie.
Krok 4. Vložte batériu
potlačením kontaktu „+“.
Krok 5. Rovnakým spôsobomvložte druhú batériu.
Krok 6. Zatvorte kryt priestoru prebatérie.

Krok 2. Vyberte batérie.
Krok 6. Zatvorte.
Krok 3. Stlačte pružinový kontakt.
Krok 4. Vložte.

Batérie a kryt priestoru pre batérie uchovávajte mimo dosahu
bábätiek a detí, aby ste predišli náhodnému prehltnutiu aleboiným nehodám.
Používajte štandardné batérie AA. Nepoužívajte nafúknutú
nabíjateľnú batériu, ani batériu ovinutú páskou. Mohlo by byť
problematické otvoriť kryt.
29

7.1.1. Výmena batérií
Pri vybratí batérií sa výsledky merania a parametre nastaveniauložia. Keď sa zabudovaná batéria vybije, dátum sa zresetuje na
01/01/2017 00:00.
Po výmene batérií skontrolujte a nastavte aktuálny čas. Pozrite sičasť „8.2.2. Hodiny a funkcia monitorovania merania“, kde
nájdete informácie o nastavovaní hodín.

30

7.2. Príprava puzdra na nosenie
PoznámkaKeď pripojíte puzdro na nosenie, použite opasok na
príslušenstvo.
Na nosenie záznamníka na tele pacienta vám odporúčame
používať opasok.
Pri používaní záznamníka používajte puzdro na nosenie z
príslušenstva.
Puzdro na nosenie upevnite tak, že ho prevlečiete cez opasok
na príslušenstvo alebo cez opasok oblečenia, ktoré nosíte.

Puzdro na nosenie
Opasok31

7.3. Kontrola pred použitím
Aby si záznamník udržal svoj výkon, bezpečnosť aúčinnosť, pred použitím ho skontrolujte.
Pred/po inštalácií batérií skontrolujte nasledujúci kontrolný
zoznam.
Ak zistíte problém, prestaňte používať záznamník a umiestnitenaň štítok s oznámením „Porucha“ alebo „Nepoužívať“. Ohľadom
opravy sa obráťte na miestneho predajcu.

7.3.1. Kontrolné zoznamy pred inštaláciou batériíČ.

PoložkaOpisŽiadne poškodenie ani deformácia v dôsledku
pádu.

1

Vonkajšia
strana2

Batéria

Skontrolujte, či nie sú vybité batérie. Pred použitím
na pacientovi ich nahraďte dvoma novými
batériami.

3Manžeta

Skontrolujte, či manžeta nie je rozstrapkaná. Ak jemanžeta rozstrapkaná, môže v dôsledku
vnútorného tlaku prasknúť.

4

Pripojeniemanžety5

Prídavné
zariadeniaŽiadne poškodenie ani labilné upevnenie
prepínačov atď.

Skontrolujte, či vzduchová hadička nie je zalomenáa prehnutá.
Skontrolujte, či je zástrčka prívodu vzduchu pevne
zapojená do zásuvky prívodu vzduchu.
Skontrolujte, či nie je poškodené príslušenstvo.
(Puzdro na nosenie, opasok atď.)32

7.3.2. Kontrolné zoznamy po inštalácii batérií
Č.

Časť

Opis
Skontrolujte, či nedošlo k zapáleniu a či necítite dym
alebo nepríjemný zápach.

1

Batéria2

Displej3

Prevádzka

Skontrolujte, či záznamník funguje správne.

Meranie

Skontrolujte, či je možné správne vykonať meranie.
Pripojenie manžety, meranie, zobrazenie avýsledok sú správne.

Skontrolujte, či nepočujete zvláštny zvuk.

4

Skontrolujte, či sa nezobrazilo zvláštne zobrazenie.

8. Úkony

8.1. Diagram činnosti
Poznámka
Počiatočné nastavenia (zabudovaných hodín, funkcie
monitorovania a počiatočnej hodnoty natlakovania) a
prednastavený program pre A-BPM nie je potrebné zakaždým
vykonať. Nastavenia vykonajte, keď sa záznamník používa
prvýkrát, keď došlo k strate nastavení alebo keď je potrebné
nastavenia zmeniť.
Tieto nastavenia je možné vykonať aj pomocou vyhradeného
periférneho zariadenia. Podrobnosti nájdete v návode na
obsluhu softvéru Správca údajov ABPM.

33

Inštalácia batérií.
Počiatočné nastavenia zabudovaných hodín,
funkcie monitorovania merania a hodnoty natlakovania.

A-BPM(Na 24 hodín)Uložte prednastavený program A-BPM.
Nasaďte záznamník a manžetu.

Funkciu A-BPM spustite stlačením a podržaním
tlačidla EVENT .
A-BPM
Funkciu A-BPM pozastavte opätovným stlačením apodržaním tlačidla EVENT .

Pripojte záznamník k vyhradenému periférnemu
zariadeniu.
Spracovanie údajov.
Očistite a udržiavajte výrobok.

Celý postup používania

34

8.2. Počiatočné nastavenia
8.2.1. Nastavenia z výroby
Nižšie sú opísané nastavenia z výroby (počiatočné nastavenia):

Spoločné položky nastaveníPoložka

Funkcia monitorovania

Nastavenie z výroby
ON (indikácia položiek)Rok, Mesiac, Deň, Hodina, Minúta Dátum odoslaniaPoložky A-BPM

Nastavenie zvýrobyPoložkaRežim spánku

OFFČasový interval, keď je režim spánku ON

30 minút

Čas spustenia úseku 1

0 hodín

Časový interval úseku 1

30 minút

Čas spustenia úseku 20 hodín #1

Čas spustenia automatizovaného meraniaOFFČas prevádzky automatizovaného merania

OFF

Obsah nastavení z výroby

Po stlačení a podržaní tlačidla EVENT sa spustí funkcia A-BPM.
Krvný tlak sa meria každých 30 minút, kým sa funkcia A-BPM
pozastaví opätovným stlačením a podržaním tlačidla EVENT .

#1 : Nastavenia medzi časovým intervalom úseku 2 a časovým
intervalom úseku 6 sú vynechané, pretože časy spusteniaúseku 1 a 2 majú rovnakú hodnotu.
35

8.2.2. Hodiny a funkcia monitorovania merania
Počiatočné nastavenia je možné nakonfigurovať pomocou
nasledujúcich metód.
Metóda používania prepínačov na záznamníku.
Metóda používania vyhradeného periférneho zariadenia, ktoré
je pripojené k záznamníku pomocou USB kábla.

Postup činnosti s použitím prepínačov

Krok 1. Ak je indikácia na displeji skrytá, stlačte prepínač START/STOP
alebo EVENT pre návrat na zobrazenie režimu čakania.
Krok 2. Ak sa zobrazuje symbol, na pozastavenie funkcie A-BPM
stlačte a podržte tlačidlo EVENT . Symbol
sa vypne.
Krok 3. Držte stlačené tlačidlo START/STOP a stlačte a podržte
tlačidlo EVENT , kým sa na displeji OLED zobrazí položka
Display (po ložke Sleep ).
Krok 4. Prevádzkové prepínače sú nasledovné:
Prepínač EVENT ............... Zmena aktuálneho parametra.
Prepínač START/STOP ....... Rozhodnutie, nasledujúca položka,ukončenie nastavení.
Potom tieto prepínače používajte pri iných položkách.
Krok 5. Po nakonfigurovaní nastavení stlačte prepínač
START/STOP pre návrat do režimu čakania.

36

Položka
OLED
Display
Funkcia
monitorovania
xx
Clock
Rok
Year xx
Clock
MesiacMon. xx
Clock
Deň
Day
xx
Clock
HodinaHour xx
Clock
MinútaMin.
xx

Rozsahxx = OFF, ON
xx =17 až 99.

Posledné dve číslice roka.

xx =1 až 12 mesiac

xx =1 až 31 deň

xx =0 až 23 hodín

xx =0 až 59 minút

Znaky v rámiku : Nastavenia z výroby a počiatočné nastavenia poúplnom vybití batérií.

8.2.3. Počiatočná hodnota natlakovania
Počiatočná hodnota natlakovania je z výroby nastavená na
180 mmHg.

8.3. Prednastavené programy A-BPM
Počiatočné nastavenia je možné nakonfigurovať pomocou
nasledujúcich metód.
Metóda používania prepínačov na záznamníku.
Metóda používania vyhradeného periférneho zariadenia, ktoré
je pripojené k záznamníku pomocou USB kábla.
A-BPM sa môže používať len keď je možné vykonávať
automatizované meranie.

37

Postup činnosti s použitím prepínačov

Krok 1. Ak je indikácia na displeji skrytá, stlačte prepínač START/STOP
alebo EVENT pre návrat na zobrazenie režimu čakania.
Krok 2. Ak sa zobrazuje symbol, na pozastavenie funkcie A-BPM
stlačte a podržte tlačidlo EVENT. Symbol
sa vypne.
Krok 3. Držte stlačené tlačidlo START/STOP a stlačte a podržte tlačidloEVENT , kým sa na displeji OLED zobrazí položka Sleep .
Krok 4. Určte režim spánku pomocou nasledujúcich prepínačov.
Ak je režim spánku „ON“, pokračujte krokom 5.
Prepínač EVENT .............. Zmena aktuálneho parametra.
Prepínač START/STOP ..... Rozhodnutie, nasledujúca položka.
Krok 5. Určte čas spustenia a interval až šiestich úsekov pomocou
nasledujúcich prepínačov.
Prepínač EVENT .............. Zmena aktuálneho parametra.
Prepínač START/STOP ..... Rozhodnutie, nasledujúca položka.
Krok 6. Určte čas spustenia a čas prevádzky automatizovaného merania
pomocou nasledujúcich prepínačov.
Prepínač EVENT .............. Zmena aktuálneho parametra.
Prepínač START/STOP ..... Rozhodnutie, nasledujúca položka,ukončenie nastavení.
Krok 7. Po dokončení nastavení sa záznamník vráti do režimu čakania.

Kým meníte nastavenia, nevyberajte batérie.
Ak batérie vyberiete, znovu zadajte nastavenia.

38

8.3.1. Položky a parametre A-BPM
Prednastavený program pre A-BPM je nasledovný:Položka

OLEDParameter
SleepRežim spánku#1, #2xx xx = ON, OFFČasový Cycle
interval
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minútČas
Hour 1spustenia
xx xx = 0 až 23 hodínÚsek 1Časový Cycle 1
interval
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minútČas
Hour 2spustenia
xx xx = 0 až 23 hodínÚsek 2Časový Cycle 2interval
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minútČas
Hour 3spustenia
xx xx = 0 až 23 hodínÚsek 3Časový Cycle 3
interval
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minútČas
Hour 4spustenia
xx xx = 0 až 23 hodínÚsek 4Časový Cycle 4
interval
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minútČas
Hour 5spustenia
xx xx = 0 až 23 hodínÚsek 5Časový Cycle 5interval
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minútČas
Hour 6spustenia
xx xx = 0 až 23 hodínÚsek 6
Časový Cycle 6
interval
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minút
Čas
START
spustenia
xx xx = OFF , 0 až 23 hodín
ČasOperation
prevádzky
xx xx = OFF , 1 až 27 hodín

Automatizované meranie#3, #4#3, #4

Znaky v rámiku : Nastavenia z výroby.
39#1 : Keď je režim spánku nastavený na hodnotu „ZAPNUTÉ“, jemožné použiť čas spustenia a čas prevádzky
automatizovaného merania a čas intervalu režimu spánku.
Čas intervalu týchto sekcií (1 až 6) nemožno použiť.
#2 : Keď je režim spánku nastavený na hodnotu „VYPNUTÉ“, časintervalu režimu spánku sa nezobrazuje.
#3 : Príklad automatizovaného merania.
Čas spustenia: Ukladá čas. (0 až 23 hodín)
Čas prevádzky: Nastavený na hodnotu „VYPNUTÉ“
Odpoveď:Funkcia A-BPM začne meranie krvného tlaku
v nastavenom čase spustenia a pokračuje do
jej pozastavenia.
Ak sa drží stlačené tlačidlo EVENT , kým sazobrazuje symbol, funkcia A-BPM saspustí v nastavenom čase spustenia.
#4 : Príklad automatizovaného merania.
Čas spustenia: Nastavený na hodnotu „VYPNUTÉ“Čas prevádzky: Ukladá čas pokračovania. (1 až 27 hodín)
Odpoveď:Funkcia A-BPM začne merať krvný tlaka zastaví po čase prevádzky.
Ak je symbol
skrytý, stlačením apodržaním tlačidla EVENT počas časuprevádzky sa funkcia A-BPM zastaví.
Ak je symbol
zobrazený, opätovným
stlačením a podržaním tlačidla EVENT sabude funkcia A-BPM vykonávať počas časuprevádzky.

40

Obsah položky

Režim spánku:Môže sa určiť Časový interval pre automatizované meranie.
Časový interval úseku 1 až 6 nie je možné použiť. Pozrite si časť„6.1.2 Funkcia spánku a časový interval“.
Úsek:
24 hodín je možné rozdeliť maximálne na šesť úsekov. Pre každý
úsek sa môže určiť Čas spustenia a Interval. A-BPM sa môžepoužívať len keď je možné vykonávať automatizované meranie.
Automatizované meranie:
Celé A-BPM je možné ovládať. Určte Čas spustenia a Čas
prevádzky. Pozrite si časť „8.3.2. Príklady programu A-BPM“.

8.3.2. Príklady programu A-BPM
PríkladČasy spustenia a intervaly. Zjednodušené zadanie.
24:00
22:00 00:00

Dvojité úseky
Čas spustenia úseku 1 =Časový interval úseku 1 =Čas spustenia úseku 2 =Časový interval úseku 2 =Čas spustenia úseku 3 =Úsek 2
7:00
15
18:00
6:00
7:00
22:00
Úsek 160
12:00
7:00 ··········· Rovnaký ako úsek 1

Úsek 3 a nasledujúce položky nie sú zobrazené, pretože čas
spustenia úseku 3 je rovnaký ako úseku 1.
Keď je čas spustenia úseku 2, 3, 4, 5 alebo 6 rovnaký ako úseku 1,
tieto časy spustenia a intervaly sa nezobrazia.

41

Príklad 1

Automatické meranieČas spustenia automatizovaného merania = OFF.
Čas prevádzky automatizovaného merania = OFF.
Po spustení A-BPM sa meranie krvného tlaku vykoná podľa časuspustenia a intervalu jednotlivých úsekov, až kým sa A-BPM
nepozastaví.
Meranie krvného tlaku

Nemeria saÚsek 1
Spustí sa A-BPM.

Príklad 2ČasÚsek 2
A-BPM sa pozastaví.

Automatické meranieČas spustenia automatizovaného merania = 7:00.
Čas prevádzky automatizovaného merania = OFF.
Po spustení A-BPM sa meranie krvného tlaku spustí o 7:00. A-BPM
pokračuje podľa času spustenia a intervalu jednotlivých úsekov, ažkým sa nepozastaví.
7:00

Meranie krvného tlakuÚsek 2Úsek 1
Spustí sa A-BPM.

Nemeria sa

A-BPM sa pozastaví.

42

Čas

Príklad 3

Automatické meranieČas spustenia automatizovaného merania = OFF.
Čas prevádzky automatizovaného merania = 26 hodín.
Po spustení A-BPM sa meranie krvného tlaku vykonáva podľa
času spustenia a intervalu jednotlivých úsekov počas 26 hodín.
Nemeria sa

Meranie krvného tlakuÚsek 1Úsek 2

Spustí sa A-BPM.

Čas

Po 26 hodinách

8.4. Vymazanie údajov meraniaÚčel činnosti a vysvetlenie funkcieÚdaje merania sa vymažú, ale nastavenia sa nevymažú.
Počiatočné nastavenia je možné nakonfigurovať pomocou
nasledujúcich metód.
Metóda používania prepínačov na záznamníku.
Metóda používania vyhradeného periférneho zariadenia, ktoré
je pripojené k záznamníku pomocou USB kábla.
Ak sa údaje merania vymažú, nemôžu sa znovu použiť.
Pred vymazaním údaje zálohujte.
Predtým, než začne záznamník používať nový pacient,vymažte údaje merania posledného pacienta.
Vymazanie údajov môže trvať niekoľko minút.
Aby sa údaje vymazali správne, počas vymazávania
nevykonávajte žiadnu činnosť.
43

Postup ovládania pomocou tlačidiel

Krok 1. Ak je zobrazovanie monitora skryté, stlačením tlačidla
START/STOP alebo EVENT sa vrátite na zobrazenierežimu čakania.
Krok 2. Ak sa zobrazuje symbol
stlačte a podržte tlačidlo

, na pozastavenie funkcie A-BPM
EVENT . Symbol
sa vypne.

Krok 3. Držte stlačené tlačidlo START/STOP a stlačte a podržte
tlačidlo EVENT , kým sa na displeji OLED zobrazí položka
DataClear (po zobrazení položky Sleep a položky
Display ).
Krok 4. Vyberte operáciu.
Keď odstraňujete údaje, stlačte a podržte tlačidlo
START/STOP .
Na displeji OLED pod položkou DataClear bliká položka
Erasing a začnú sa odstraňovať údaje. Po odstránení
pokračujte krokom č. 5.
Ak uchovávate (neodstraňujete) údaje, stlačte tlačidloEVENT a pokračujte krokom č. 5.
Krok 5. Záznamník sa vráti do režimu čakania.

448.5. Pripevnenie výrobku k pacientovi
8.5.1. Informácie pre pacientov
Aby mohol pacient bezpečne používať záznamník, vysvetlite mu
nasledujúce informácie.

Bezpečnostné opatrenia počas merania krvného tlaku

Keď sa začne nafukovanie, uvoľnite si rameno a zostaňte ticho.
Počas celého merania zostaňte v rovnakej polohe.
Počas merania sa vyhýbajte vibráciám a hluku.
Krvný tlak sa meria približne 1 minútu po natlakovaní. Zostaňte
ticho, až kým sa neskončí meranie. Proces merania od
nafúknutia manžety po uvoľnenie vzduchu trvá až 170 sekúnd.
Po skončení natlakovania môže záznamník manžetu znovu
nafúknuť na opätovné odmeranie krvného tlaku. Príčinou môžebyť telesný pohyb atď.

Záznamník môže spustiť meranie krvného tlaku približne po 120
sekundách, keď sú údaje merania neplatné a nasledujúce
meranie je po 8 minútach. Príčinou môže byť telesný pohyb atď.
Záznamník môže brániť riadeniu vozidiel a ovládaniu strojov.
Kým máte nasadený záznamník, vyhýbajte sa riadeniu vozidiel aovládaniu strojov.

45

Ako zastaviť alebo pozastaviť meranie

Stlačte prepínač START/STOP , aby sa zastavilo meranie
krvného tlaku. Chybový kód sa uloží do pamäte. Krvný tlak saznovu odmeria po 120 sekundách.
Čo sa týka A-BPM, zastaví sa iba aktuálne meranie krvného
tlaku, a meranie sa vykoná pri nasledujúcom čase spustenia.
Ak chcete pozastaviť funkciu A-BPM, stlačte a podržte tlačidloEVENT , aby sa symbol
vypol.
Ak sa meranie aktuálneho krvného tlaku nedá zastaviť pomocou
prepínača START/STOP , odstráňte manžetu.
Stlačte prepínač START/STOP , aby sa zastavilo meranie
krvného tlaku. Chybový kód sa uloží do pamäte.
Počas A-BPM sa zastaví iba aktuálne meranie krvného
tlaku, a meranie sa vykoná pri nasledujúcom časespustenia.
Keď pociťujete bolesť v ramene alebo dôjde kneočakávanému stavu, zastavte meranie, odstráňte
manžetu a poraďte sa s lekárom.
Funkciu A-BPM pozastavte stlačením a podržaním tlačidlaEVENT , aby sa symbol
vypol.

Na pokračovanie automatického merania A-BPM znova stlačte apodržte tlačidlo EVENT . Na displeji OLED sa zobrazí symbol. Zaznamenávanie údajov sa vykonáva nepretržite s výnimkou
doby pozastavenia.

46

Ako sa používa manuálne meranie počas A-BPM

Postup dočasného merania, ktorý nie je zahrnutý v
predvolenom programe.

Krok 1. Ak je zobrazovanie monitora OLED skryté, stlačením tlačidla
START/STOP alebo EVENT sa vrátite na zobrazenierežimu čakania funkcie A-BPM.
Krok 2. Stlačte prepínač START/STOP , aby sa okamžite odmeralkrvný tlak počas A-BPM.
Krok 3. Výsledky merania sa uložia do pamäte.
Keď stlačíte prepínač START/STOP počas merania, meranie sa
pozastaví.

Bezpečnostné opatrenia pri nosení záznamníka

Záznamník je presný prístroj. Záznamník nevystavujte nárazoma dbajte na to, aby vám nespadol.
Záznamník a manžeta nie sú vodotesné (odolné voči vode).
Zabráňte kontaktu výrobku s dažďom, potom a vodou.
Na výrobok nič neklaďte.
Keď dôjde pri nadmernom pohybe alebo cvičení k posunutiumanžety, manžetu znovu nasaďte.
Vzduchovú hadičku umiestnite tak, aby nebola zalomená a aby
sa v čase spania neomotala okolo krku.

Výmena batériíKeď sa zobrazí značka, záznamník nemôže merať krvný
tlak ani komunikovať s vyhradeným periférnym zariadením.
Okamžite nahraďte batérie dvoma novými batériami.

47

8.5.2. Návlek na manžetu
PoznámkaManžetu a návlek na manžetu udržiavajte čisté.
Návlek na manžetu vymeňte pri každej osobe.
Používajte návlek na manžetu vhodný pre voliteľné manžety.

48

8.5.3. Nasadenie manžety, puzdra na nosenie a záznamníka
Nenasadzujte manžetu, ak má pacient dermatitídu,
vonkajšie rany atď.
Ak sa u pacienta prejaví dermatitída alebo iný príznak,
odstráňte a prestaňte používať manžetu.
Zabráňte ovinutiu vzduchovej hadičky okolo krku a tela.
Pri používaní v blízkosti malých detí dávajte pozor, pretože
hrozí nebezpečenstvo udusenia.
Konektor vzduchovej hadičky pevne zasuňte až po koniec
otáčania. Ak pripojenie nie je správne, môže spôsobiť únikvzduchu a chybu merania.

PoznámkaManžetu nasaďte na správne miesto a oviňte okolo ramena, aby
ste krvný tlak merali správne.
Zabráňte manžete a vzduchovej hadičke vibrovať počas
merania. Záznamník meria jemnú zmenu tlaku vzduchu vo
vnútri manžety.
Manžeta v príslušenstve je manžeta pre dospelých na ľavérameno. Ak veľkosť manžety nie je vhodná, zakúpte voliteľnú
manžetu.
Obvod ramena
Malá manžeta
15 až 22 cm
05,9" až 08,7"Manžeta pre
20 až 31 cm
07,8" až 12,2"
dospelých
Veľká manžeta
28 až 38 cm
11,0" až 15,0"
Extra veľká manžeta 36 až 50 cm
14,2" až 19,7"Manžetu udržiavajte čistú.
Odporúčame, aby pacient používal puzdro na nosenie a
opasok.
Manžeta sa nevyrába z prírodného latexu.
49

Ako sa nasadzuje manžeta, záznamník a puzdro

Krok 1. Prevlečte koniec manžety cez kovový krúžok a vytvorte tvar náramku.
Krok 2. Pohmatom nájdite na ľavom ramene ramennú tepnu.
Krok 3. Manžetu nasaďte priamo na kožu tak, aby bola biela značka
priamo nad ramennou tepnou a dolný okraj manžety približne
1 - 2 cm nad vnútornou stranou lakťa.
Krok 4. Manžetu oviňte tak, aby sa kovový krúžok nachádzal v rámci
rozsahu, aby bola naplocho a nekĺzala sa dolu, ale aby tam
bol priestor na vsunutie dvoch prstov.
Krok 5. Upevnite vzduchovú hadičku pomocou lepiacej pásky tak, aby
prechádzala po pleci.
Krok 6. Prevlečte opasok cez puzdro na nosenie.
Krok 7. Upravte opasok tak, aby sa puzdro na nosenie nachádzalo na ľavej strane.
Krok 8. Zapojte zástrčku prívodu vzduchu do zásuvky prívodu
vzduchu na záznamníku.
Krok 9. Vložte záznamník do puzdra na nosenie.
Krok 1. Krúžok

Manžeta

Krok 2. Ramenná tepna
Krok 3. Biela značka
polohy tepny
Približne
1 - 2 cm nad

Krok 3. Biela značka polohy tepny
Krok 4. Vytvorte priestor na
vsunutie dvoch prstov50

Krok 5. Vzduchová hadička
Vzduchová hadička

Krok 5. Páska
Krok 5. Spona
Krok 5. Manžeta

Krok 7. Opasok
Krok 7. Puzdro na nosenie
Krok 8. Zástrčka prívodu vzduchu
Krok 8. Zásuvka prívodu vzduchu

Krok 9. Vložte
Puzdro na nosenie

Krok 6. Opasok

51

8.6. Úkony merania krvného tlaku
8.6.1. Úkony A-BPM
Keď sa spustí A-BPM, krvný tlak sa meria v súlade s
prednastavenými parametrami.

Poznámka
Pred meraním nastavte zabudované hodiny a počiatočnú
hodnotu natlakovania, pretože ich A-BPM používa. Pozrite sičasť „8.2.2. Hodiny a funkcia monitorovania merania“ a „8.3.
Prednastavené programy A-BPM“.
Keď je záznamník odstránený, funkciu A-BPM pozastavte stlačením
a podržaním tlačidla EVENT .
Ak sa záznamník odoberie počas A-BPM, nafukovanie manžety
sa spustí pri nasledujúcom čase spustenia, a manžeta môžeprasknúť.
Na pokračovanie funkcie A-BPM znova stlačte a podržte tlačidloEVENT .
Značkaje zobrazená, kým je aktivované A-BPM.

Počas A-BPM režimu čakania sa môže vykonať manuálne
meranie krvného tlaku.
Výsledok merania manuálneho merania krvného tlaku sa môžeuložiť do pamäte.
Po zastavení funkcie A-BPM sa na displeji OLED zobrazí kód
chyby E07 a uloží sa do pamäte.

Spustenie A-BPM

Krok 1. Stlačte a podržte tlačidloEVENT .

Krok 2. Na displeji OLED sa zobrazí symbol
spustená.
52

Funkcia A-BPM jePozastavenie A-BPM

Krok 1. Stlačte a podržte tlačidlo
Krok 2. Značka

EVENT .

sa skryje. A-BPM sa pozastaví.

Zastavenie počas A-BPM

Keď sa prepínač START/STOP stlačí počas merania krvného
tlaku, vzduch sa okamžite vypustí a aktuálne meranie sa zastaví.
A-BPM však pokračuje. Nasledujúce meranie krvného tlaku
sa vykoná v súlade s nastaveniami A-BPM.

Okamžité odmeranie krvného tlaku počas A-BPM(Manuálne meranie krvného tlaku v A-BPM)

Krok 1. Ak je zobrazovanie monitora OLED skryté, stlačením tlačidla
START/STOP alebo EVENT sa vrátite na zobrazenierežimu čakania funkcie A-BPM. A-BPM režim čakania je stav,keď sa krvný tlak nemeria počas časového intervalu.
Krok 2. Stlačte prepínač START/STOP počas A-BPM režimu
čakania.

Predĺženie časového intervalu alebo obnovenie pôvodného stavu

Keď je režim spánku „ON“ a prepínač EVENT sa stlačí počas
A-BPM režimu čakania, časový interval sa zdvojnásobí.

53

8.6.2. Manuálne meranie
Manuálne meranie krvného tlaku použite na predbežné skúšobné
meranie a okamžité odmeranie krvného tlaku.

Poznámka
Manuálne meranie krvného tlaku sa môže spustiť okamžite vrežime čakania.
Výsledok merania sa uloží do pamäte.

Okamžité odmeranie krvného tlaku počas A-BPM.
(Manuálne meranie krvného tlaku v A-BPM)

Krok 1. Ak je zobrazovanie monitora OLED skryté, stlačením tlačidla
START/STOP alebo EVENT sa vrátite na zobrazenierežimu čakania funkcie A-BPM. režim čakania je stav, keď sakrvný tlak nemeria počas časového intervalu.
Krok 2. Stlačte prepínač START/STOP počas A-BPM režimu
čakania.

54

8.6.3. Zastavenie a pozastavenie meraní
V prípade potreby je možné funkciu A-BPM pozastaviť. A pokračujúce
A-BPM alebo manuálne meranie krvného tlaku je možné okamžite
zastaviť.

Poznámka
Po zastavení merania krvného tlaku sa na displeji OLED zobrazí
kód zastavenia E07 a uloží sa do pamäte.

Pozastavenie A-BPM

Krok 1. Stlačte a podržte tlačidlo
Krok 2. Značka

EVENT .

sa skryje. A-BPM sa pozastaví.

Zastavenie pokračujúceho merania krvného tlaku

Keď sa prepínač START/STOP stlačí počas merania krvného
tlaku, vzduch sa okamžite vypustí a aktuálne meranie sa zastaví.
Počas A-BPM sa však táto funkcia nepozastaví. Nasledujúce
meranie krvného tlaku sa vykoná v súlade s nastaveniami
A-BPM.

55

8.7. Pripojenie záznamníka ku špecializovanému periférnemu
zariadeniu
8.7.1. Pripojenie pomocou kábla USB
Informácie o nastaveniach komunikácie nájdete v návode na
obsluhu softvéru Správca údajov ABPM.

Pripojenie kábla
do konektora micro USB Pripojte autorizovaný kábel USB.
Kábel zasuňte v správnom smere. Nesprávne pripojeniemôže spôsobiť zlyhanie a poruchu. Skontrolujte, či je kábel
správne pripojený.
Počas komunikácie USB nie je možné merať krvný tlak.
Zariadenie nepripájajte k pacientovi, keď je ku káblu
pripojený záznamník. Kábel sa môže omotať okolo telaalebo krku.
Príprava špecializovaného periférneho zariadenia
Pred pripojením záznamníka (TM-2440) ku
špecializovanému periférnemu zariadeniu dajtepacientovi dole záznamník a manžetu.

Pripojenie záznamníka ku špecializovanému periférnemu zariadeniu
pomocou kábla USB
Krok 1. Otvorte koncovku mikro USB na záznamníku.
Pripojte kábel USB z príslušenstva.

Koncovka mikro USB
Kábel USB

56

Spustenie dátovej komunikácie s vyhradeným periférnym zariadením
Krok 1. Pripojte micro USB kábel medzi záznamník a vyhradené
periférne zariadenie.

Krok 2. Zaznie bzučiak a na displeji OLED sa zobrazí nasledujúci symbol.
Stav dátovej komunikácie prejde do pohotovostného režimu.

Pohotovostný
režim
Krok 3. Vykonajte analýzu pomocou vyhradeného periférneho
zariadenia.
Stav dátovej komunikácie prejde do aktívneho online režimu lenpočas komunikácie prostredníctvom USB.

Aktívny onlinerežimZastavenie dátovej komunikácie s vyhradeným periférnym zariadením
Krok 1. V pohotovostnom režime odpojte kábel.

57

9. Údržba

9.1. Uchovávanie výrobku, kontrola a riadenie bezpečnosti
Zdravotnícke prístroje, napríklad tento záznamník, je potrebné
riadiť, aby v prípade potreby správne fungovali a aby spoľahlivoudržiavali bezpečnosť pacienta a operátora. Základným
pravidlom je, že je potrebné, aby pacient kontroloval tento prístroj
pomocou denných kontrol, akou je napríklad „Kontrola predpoužitím“.
Každodenné riadenie, napríklad kontrola pred použitím, je
potrebné, aby sa udržala výkonnosť, bezpečnosť a účinnosť
záznamníka.
Odporúčame vám vykonať každý rok pravidelnú kontrolu
záznamníka.

Poznámka
Zdravotnícka inštitúcia musí vykonávať riadenie údržby, aby sazaistilo bezpečné používanie zdravotníckeho prístroja.

58

9.2. Čistenie zariadenia
Záznamník vyčistite pred použitím a po ňom.
Záznamník vyčistite pred pripojením k ďalšiemu
pacientovi.
Pri čistení záznamníka naň nestriekajte vodu ani ho do nej
neponárajte. Môže to spôsobiť nesprávne fungovanie.
Záznamník po utretí vodou a antiseptickým roztokom
vyčistite, aby doň nevnikli.
Záznamník pravidelne dezinfikujte, aby ste predišliinfekcii. Na záznamník nepoužívajte sterilizátor.
Na čistenie záznamníka nepoužívajte organické
rozpúšťadlá (napríklad riedidlo) ani jódovaný povidón.
Môžu spôsobiť zmenu farby, poškodenie nesprávne
fungovanie.
Na sušenie záznamníka nepoužívajte sušič vlasov atď.
Môže spôsobiť nesprávne fungovanie a poškodenie.
Kontrola po čistení
Skontrolujte, či je vak manžety správne vložený do látkymanžety. Ak nie je správne vložený, vak sa počas
nafukovania nafúkne vonku a môže spôsobiť poškodenie
alebo výbuch.

Čistenie záznamníka

Nečistoty a prach na vonkajšom kryte záznamníka utrite gázou
navlhčenou vodou alebo teplou vodou, ktorá je dobrevyžmýkaná. Ak sa je na kryte prilepená krv, lieky atď., najskôr
ho očistite pomocou gázy navlhčenej antiseptickým roztokom,
ktorá je dobre vyžmýkaná, a potom vlhký kryt utrite gázou
navlhčenou vodou alebo teplou vodou, ktorá je dobrevyžmýkaná.
V tabuľke (Príklad použiteľného antiseptického roztoku(názov prísady)) odporúčame použiteľné chemikálie (názov
prísady) antiseptického roztoku.
59Čistenie manžetyKeď čistíte a dezinfikujete kryt manžety a látku manžety, vyberte
vak manžety z látky manžety. Vyčistite nečistoty a prach gázou
navlhčenou vodou alebo teplou vodou, ktorá je dobre vyžmýkaná.
Pri ich dezinfekcii si pozrite antiseptické roztoky v tabuľke
(Príklad použiteľného antiseptického roztoku(názov prísady)).
Príklad použiteľného antiseptického roztoku(názov prísady)Názov zložky

Názov produktu

Benzalkóniumchlorid

10 % roztok benzalkóniumchloridu

Izopropanol

70 % v 1-propanole

EtanolEtanol na dezinfekciu 76,9 až
81,4 obj %Prečítajte si recept napísaný na produkte a používajte ho.

PoznámkaManžeta a vzduchová hadica sú spotrebný materiál.
Ak sa často vyskytujú chyby merania alebo sa krvný tlak nedámerať, je potrebné ho nahradiť novým.
Pozrite si časť „10. Voliteľné položky (vyžadujúce
objednávku)“ tejto príručky.

60

9.3. Pravidelná kontrola
Vykonajte dennú pravidelnú kontrolu, aby ste záznamník používali
správne.
Kontrola je opísaná nižšie:9.3.1. Kontrola pred inštaláciou batériíPoložky
Vonkajšia
stranaPrevádzka
Displej

MeranieManžetaNástroje na
nosenie
Pripojenie

OpisŽiadne poškodenie ani deformácia od pádov.
Žiadne znečistenie, hrdza ani škrabance na žiadnejčasti.
Žiadne prasknutie ani hrkanie panela.
Žiadne poškodenie ani hrkanie prepínačov a tlačidiel.
Žiadne znečistenie ani škrabance na paneli displeja.
Ak zistíte problém, vymeňte manžetu.
Manžeta je jednorazová.
Ak je v pripojení medzi manžetou a dušou manžety
prasklina alebo lepiaca hmota.
Ak vzduchová hadička stratí svoju pružnosť a
stvrdne.
Keď povrch vzduchovej hadičky začne byť lesklý
alebo na dotyk olejovitý.
Keď má duša manžety praskliny.
Odporúčame vám vymieňať manžety každé tri roky,
bez ohľadu na to, ako často sa používajú.
Vzduchová hadička sa nemá skladať. Ak v manžete
zostane vzduch, môže spôsobiť periférnu dysfunkciu vdôsledku zastavenia toku krvi v ramene.
Duša manžety je správne vložená v tkanine manžety.
Manžeta nie je rozstrapkaná. Manžeta nie je zamotaná.
Žiadne poškodenie puzdra na nosenie, opasku amanžety.
Zástrčka prívodu vzduchu je správne zapojená do
zásuvky prívodu vzduchu.
619.3.2. Kontrola po inštalácii batériíPoložkaVonkajšia strana
Prevádzka
MeranieManžeta
Kontrola hodnoty
krvného tlaku

OpisŽiaden oheň, dym ani nepríjemný zápach.
Žiadne zvláštne zvuky.
Žiadne problémy s fungovaním prepínačov atlačidiel.
Hodnoty merania sú blízke zvyčajným
hodnotám.
Žiadne zvláštne zvuky alebo činnosti počas
merania.
Ak sú hodnoty krvného tlaku nesprávne, obráťte
sa na miestneho predajcu.

62

9.4. Likvidácia
Čo sa týka likvidácie a recyklácie výrobku, v záujme ochranyživotného prostredia dodržiavajte zákony príslušnej krajiny.

Likvidácia manžety

Manžeta nosená pacientom je zdravotný odpad.
Zlikvidujte ju správne ako zdravotný odpad.

Likvidácia nabíjateľnej zabudovanej batérie
Záznamník je vo vnútri vybavený záložnou batériou. Pri
likvidácii záznamníka zlikvidujte batériu v súlade s miestnymi
predpismi o ochrane životného prostredia.

Iné

Názov

Časť

MateriálŠkatuľa

KartónObal

PoduškaVzduchová poduška, špeciálna škatuľa

VreckoVinyl

Skrinka

ABS + PC živica

Vnútorné časti Všeobecné časti
Rám
Vo vnútri
záznamníkaOceľZáložná batéria Lítiová nabíjateľná gombíková batéria:na doske
ML2016H
Batéria

Alkalická batéria:1,5 V veľkosť LR6 aleboAA
Nabíjateľná batéria:Veľkosť AA
Ni-MH batérie, 1 900 mAh alebo viac
63

9.5. Riešenie problémov
Predtým, ako sa obrátite na miestneho predajcu, si prečítajte
nasledujúci kontrolný zoznam a zoznam chybových kódov.
Ak tieto opatrenia nezlepšia problém alebo sa problém vyskytne
znova, obráťte sa na miestneho predajcu.
Problém
Hlavná príčina
NápravaŽiadne zobrazenieVymeňte za nové
po stlačení
Batéria sa vybila.
batérieakýchkoľvek
tlačidiel.
Žiadne zobrazenie Zobrazenie OLED môžeVyberte batérie a znova
OLED počas
zmiznúť kvôli
ich vložte.
funkcie A-BPM.
elektrostatickému efektu.
Časté resetovanie Záložná batéria sa
Nabíjajte ju 48 hodín
hodín.
nenabíja.
#1 pomocou nových batérií.
Skontrolujte manžetu aManžeta saManžeta nie jevzduchovú hadicu, či nie
sú prehnuté, zlomené, a či
nenafukuje
správne pripojená.
sú správne pripojené.
ŽiadnaKomunikačný kábel je Skontrolujte, či je kábel
komunikácia
vybratý.
správne pripojený.
USB#2
Kryt batérií saPoužili sa batérieObráťte sa na
nedá otvoriť
neštandardnej veľkosti. miestneho predajcu.
#1 : Používatelia (neoprávnený personál údržby) nemôžu
vymieňať záložnú batériu (lítiovú batériu) umiestnenú na
doske s elektronikou vo vnútri záznamníka. Záložná batéria
sa nabíja z batérií (veľkosti LR6 alebo AA) na meranie.
#2 : Potrebné je vyhradené periférne zariadenie.

Záznamník nerozoberajte ani doň nezasahujte. Mohol by sa
poškodiť.
64

9.6. Chybové kódy
Chybové kódy merania
KódVýznamPríčina a náprava

Chyba nulového tlakuUvoľnite vzduch, ktorý zostal v manžete.

Takmer vybitá batéria

Batérie vymeňte za nové batérie.
Nafúknutie nedosahuje cieľový tlak.

Zlyhanie natlakovania

Skontrolujte pripojenie manžety.
Ak nie je problém s pripojenímmanžety, záznamník má možno
poruchu a vyžaduje kontrolu.

Tlak presahuje
299 mmHg

Počas natlakovania možno došlo ktelesnému pohybu. Počas merania sauvoľnite a zostaňte ticho. Ak náprava nie
je dostatočná, skontrolujte záznamník.

Vynútené zastavenie
pomocou prepínača
START/STOP .

Prepínač START/STOP stlačte len
keď je to potrebné.

Nie je možné odmerať
krvný tlak.

Nadmerný telesný
pohyb.

Srdcový tep nie je možné zistiť kvôlitelesnému pohybu alebo šumu z
oblečenia.
Uvoľnite sa a nehýbte sa.
Skontrolujte polohu manžety.
Ak dôjde k tomuto zlyhaniu aj keď steuvoľnený, obráťte sa na predajcu,
aby skontroloval a opravil
záznamník.
Počas merania sa uvoľnite a zostaňte
ticho.
65

KódVýznamPríčina a náprava

Mimo rozsahu,
30 PUL 200

Ak sa tieto chyby vyskytnú viackrát,
skúste iné meranie krvného tlaku.
#1
PP = SYS - DIA
SYS : Systolický krvný tlak
DIA : Diastolický krvný tlak
PP : Pulzový tlak

Mimo rozsahu,
30 DIA 160
Mimo rozsahu,
60 SYS 280
Mimo rozsahu,
10 PP 150

#1

Meranie trvá viac ako Ak je nafukovanie alebo vypúšťanie
pomalé, je potrebná kontrola.
180 sekúnd.
Vypúšťanie trvá viac Ak je vypúšťanie pomalé, je potrebná
ako 90 sekúnd.
kontrola.
Nie je možné zistiť
srdcový tep.

Srdcový tep nie je možné zistiť kvôlitelesnému pohybu atď. Pri meraníkrvného tlaku sa uvoľnite a nehýbte.

Ak je časový interval nastavený na 120
Nastavenia časového minút, rozdiel medzi posledným časom
intervalu sú
spustenia a nasledujúcim časom
nesprávne.
spustenia nie je možné dokonalerozdeliť na dve hodiny.
Chyba nulového tlaku
pre bezpečnostný
obvod.

Zobrazí sa v čase spustenia merania.
Úplne uvoľnite vzduch, ktorý zostal vmanžete.

66

KódVýznamPríčina a náprava

Bezpečnostný obvod
zistil tlakovépreťaženie.

Počas natlakovania sa možno zistil
telesný pohyb. Počas merania sauvoľnite a nehýbte.
Ak k tejto chybe dôjde, aj keď steuvoľnený a nehýbete sa, obráťte sana predajcu a požiadajte ho okontrolu.

Chybové kódy hardvéru záznamníka
KódVýznamChyba pamäte

Príčina a nápravaMôže zaznamenávať v prípade
silného nárazu, ako napríklad pri pádezáznamníka.
Ak sa tento kód zobrazuje často,
príčinou môže byť porucha
zabudovanej pamäte. Požiadajte
predajcu o kontrolu.

Poznámka
Chybové kódy sa môžu zmeniť bez upozornenia.

6710. Voliteľné doplnky (potrebné je objednanie)Manžety

Názov

Opis

Objednávací
kód

Malá manžeta na
Obvod ramena
TM-CF202A
ľavé rameno
15 až 22 cm
5,9" až 8,7"Manžeta pre
Obvod ramena
TM-CF302A
dospelých na
20 až 31 cm
7,8" až 12,2"ľavé ramenoVeľká manžeta na Obvod ramena
TM-CF402A
ľavé rameno
28 až 38 cm
11,0" až 15,0"
Extra veľká manžeta Obvod ramena
TM-CF502A
na ľavé rameno 36 až 50 cm
14,2" až 19,7"Manžeta pre
Obvod ramena
dospelých na
TM-CF802A
20 až 31 cm
7,8" až 12,2"
pravé rameno
Jednorazová
10 pokrývok TM-CF306A
manžetaNávlek na malúna ľavé rameno 10 pokrývok AX-133024667-Smanžetu
Návlek na manžetu
na ľavé rameno 10 pokrývok AX-133024500-S
pre dospelých
Návlek na veľkú
na ľavé rameno 10 pokrývok AX-133024663-Smanžetu
Návlek na extra veľkú
na ľavé rameno 10 pokrývok AX-133024503-Smanžetu
Návlek na manžetu
na pravé rameno 10 pokrývok AX-133024353-S
pre dospelých
Tkanina na malúna ľavé rameno 2 pokrývky AX-133025101-SmanžetuTkanina na manžetu
na ľavé rameno 2 pokrývky AX-133024487-S
pre dospelých
Tkanina na veľkú
na ľavé rameno 2 pokrývky AX-133025102-SmanžetuTkanina na extrana ľavé rameno 2 pokrývky AX-133025103-Sveľkú manžetu
Tkanina na manžetu
na pravé rameno 2 pokrývky AX-133025104-S
pre dospelých
Adaptér vzduchovej
TM-CT200-110
hadičky68Analýza údajov
Názov

Opis

USB kábel

-

Iné
Názov

Opis

Hárky na zaznamenávanie
10 hárkov
aktivity
Puzdro na nosenie
Spony

5 kusov

69

AX-KOUSB4C

Objednávací
kód
AX-PP181-S-

OpasokObjednávací
kód-

AX-133025995
AX-00U44189
AX-110B-20-S

11. Príloha

11.1. Princíp merania krvného tlaku
Postup merania: Oviňte manžetu okolo horného ramena. Manžetu
nafúknite na tlak vyšší ako systolický krvný tlak. Potom postupnevypúšťajte vzduch z manžety. Kým sa v manžete zisťuje tlak v štádiu
vypúšťania vzduchu, zobrazí sa pulzný priebeh v synchronizácii sosrdcovým tepom. Pulzný priebeh sa náhle zvýši v blízkosti
systolického krvného tlaku. S vypúšťaním sa ďalej zvyšuje, až kým
nedosiahne najvyššiu amplitúdu, potom sa postupne znižuje. Zmenypulzného priebehu sú ilustrované na nasledujúcej strane. Pri
oscilometrickom meraní krvného tlaku je systolický krvný tlak určený
ako bod, kde sa amplitúda náhle zvýši po zistení pulzu v tlaku vmanžete, stredný krvný tlak je určený ako bod, kde amplitúda
dosiahne najvyššiu hodnotu, diastolický krvný tlak je určený ako bod,
kde amplitúda postupne klesá a stane sa malou. Presnejšie, snímač
tlaku zisťuje drobné zmeny tlaku v manžete v priebehu času, ukladá
pulzný priebeh do pamäte, a vyhodnocuje systolický a diastolický
krvný tlak podľa algoritmu oscilometrického merania. Podrobnosti
algoritmu sa menia v závislosti od monitorovania krvného tlaku.
Hodnoty krvného tlaku dospelých a detí sa merajú oscilometrickou
metódou a porovnávajú sa s hodnotami nameranými auskultačnou
metódou (sluchom). Diastolický krvný tlak je definovaný ako koncový
bod fázy 4 v auskultačnej metóde. Pulzný priebeh tlaku v manžete
závisí od charakteristík materiálu manžety. Preto sa presnosť
merania zachováva používaním určenej manžety a algoritmu
merania. Dĺžka vzduchovej hadičky nepresahuje 3,5 m z dôvodu
charakteristík tlmenia kvôli šíreniu pulzných vĺn.

70

mmHg
200
150
100
50
0

Tlak v manžete (ľavé rameno)

Tlak v manžete (ľavé rameno)

200
150
100
50
0
Systolický krvný tlak
Priemerný krvný tlak
Diastolický krvný tlak

Priama metóda (ľavé rameno)ČasPriama metóda (ľavé rameno)Čas

Mikrofónová metóda
Oscilometrická metóda
merania

Chybové faktory merania krvného tlaku

Graf pulzu môže byť objektívnym indikátoromspoľahlivosti presnosti merania. Keď sa vyskytne
šum v dôsledku nepravidelného srdcového tepu
alebo fyzického pohybu, amplitúda grafu sazmení. Keď graf pulzu nemá hladký obrys,skontrolujte to znovu alebo použite iné metódy.

Poloha manžety v rovnakej výške ako je srdce

Graf pulzuManžetu oviňte okolo ramena na rovnakej úrovni ako je srdce. Ak je
poloha manžety nesprávna, dochádza k chybe merania. Napríklad,ak je manžeta o 10 cm nižšie ako je úroveň srdca, krvný tlak sa
nameria o 7 mmHg vyšší.
71

Správna veľkosť manžety

Používajte manžetu správnej veľkosti. Ak je príliš veľká alebo príliš
malá, dochádza k chybe merania. Merania s príliš malou manžetou
sa zvyčajne vyhodnotia ako vysoký krvný tlak, aj keď je krvný tlak
správny a tepna normálna. Merania s príliš veľkou manžetou sa
zvyčajne vyhodnotia ako nízky krvný tlak, najmä pri osobách
trpiacich silnou arteriosklerózou alebo abnormálnymi arteriálnymi
chlopňami. Nesprávna veľkosť manžety je príčinou rozdielov medzi
priamou metódou a oscilometrickou metódou merania. Manžeta máštítok uvádzajúci rozsah obvodu ramena. Pre každého pacienta
vyberte a nasaďte manžetu správnej veľkosti. Presnosť merania
krvného tlaku je zaručená presnosťou tlaku snímača tlaku,
charakteristikami vypúšťania a algoritmom merania, pokiaľ je použitá
správna manžeta a vzduchová hadička. Pravidelne kontrolujte
presnosť tlaku snímača tlaku a charakteristiky vypúšťania.

11.2. Informácie o EMDNižšie sú opísané požiadavky, ktoré sa vzťahujú na zdravotníckeelektronické prístroje:Činnosť súvisiaca so smernicami o EMDPoužívanie záznamníka vyžaduje dodržiavanie osobitných opatrenítýkajúcich sa EMD (elektromagnetické rušenie). Záznamník
prevádzkujte v súlade s upozorneniami týkajúcimi sa EMD
opísanými v tejto príručke. Prenosné a mobilné VF komunikačné
zariadenie (napr. mobilné telefóny) môžu mať vplyv na elektrické
zdravotnícke zariadenia.

72

Príslušenstvo vyhovujúce normám EMD

Príslušenstvo a možnosti tohto záznamníka sú v súlade s
podmienkami normy IEC60601-1-2:2014. Ak sa nepoužije
autorizované príslušenstvo, môže to spôsobiť zvýšenie emisií azníženie odolnosti voči hluku.

Používajte príslušenstvo určené spoločnosťou A&D.
Neautorizované príslušenstvo môže byť ovplyvnené
elektromagnetickými emisiami a môže mať zníženú
odolnosť proti rušeniu.

EMISNÉ LIMITY
Jav

Zhoda

Vyžarované VF emisie CISPR 11

73

Skupina 1、Trieda BSKÚŠOBNÉ ÚROVNE ODOLNOSTI: Vstup/výstup krytom
Jav
Skúšobné úrovne odolnosti
kontakt ±8 kV
Elektrostatický výboj
IEC 61000-4-2 vzduch ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV
10 V/mVyžarované VF EM polia
80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3
80 % AM pri 1 kHz
Pozrite si tabuľku (Skúšobné
Polia blízkosti z VF
technické údaje pre ODOLNOSŤ
bezdrôtového komunikačnéhoVSTUPU/VÝSTUPU KRYTOM
zariadenia
do/z VF bezdrôtového
IEC 61000-4-3
komunikačného zariadenia)
Magnetické pole frekvencie
30 A/mmenovitého výkonu
50 Hz/60 Hz
IEC 61000-4-8SKÚŠOBNÉ ÚROVNE ODOLNOSTI: Pacientsky pripájací port
Jav

Skúšobné úrovne odolnosti

Elektrostatický výboj
IEC 61000-4-2

kontakt ±8 kV
vzduch ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kVSKÚŠOBNÉ ÚROVNE ODOLNOSTI: Port vstupu/výstupu signálu
Jav
Elektrostatický výboj
IEC 61000-4-2
Elektrické rýchle
prechody/impulzy
IEC 61000-4-4
Vedené poruchy vyvolané VFpoľami
IEC 61000-4-8

Skúšobné úrovne odolnosti
kontakt ±8 kV
vzduch ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV±1 kV
Frekvencia opakovania 100 kHz
3V
6V

0,15 MHz – 80 MHzv pásmach ISM a amatérskych
rádiových pásmach v rozsahu
0,15 MHz až 80 MHz
80 % AM pri 1 kHz
74

Impulzná
modulácia 1,8
18 Hz
FModchýlka ±5
GMRS 460450
430-470
kHz
2
FRS 460
1 kHz
sínusová
710
Impulzná
Pásmo LTE745
704-787
modulácia 0,2
13, 17217 Hz780
GSM 800/900
810
TETRA 800 Impulzná
870
800-960
2
iDEN 820 modulácia
CDMA 850
18 Hz
930
Pásmo LTE 5
GSM 1800
1 720
CDMA 1900
GSM 1900 Impulzná
1 845
modulácia
DECT
1 700-1 990
2
Pásmo LTE 1, 217 Hz
1 970
3, 4, 25
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11 Impulzná
2 450 2 400-2 570
b/g/n
2modulácia
RFID 2450
217 HzPásmo LTE 7
5 240
Impulzná
WLAN 802.11
5 500 5 100-5 800
modulácia 0,2
a/n
217 Hz
5 785
75
385

380-390TETRA 400

Vzdialenosť
(m)
Skúšobná úroveň
odolnosti(V/m)

Maximálny výkon
(W)

Modulácia

Služba

Pásmo
(MHz)

Skúšobná
frekvencia(MHz)

Skúšobné technické údaje pre ODOLNOSŤ VSTUPU/VÝSTUPU KRYTOM
do/z VF bezdrôtového komunikačného zariadenia

0,3

27

0,3

28

0,3

9

0,3

28

0,3

28

0,3

28

0,3

9

POZNÁMKA

76

A&D Company, Limited
http://www.aandd.jp
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585 Japan
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxon.
OX14 1DY, UNITED KINGDOM
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
4622 Runway Boulevard, Ann Arbor, Michigan 48108, U.S.A.
Telephone: [1] (888) 726-4772
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
D-48, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123