NewSUBARU Polarized Gamma-ray Source
S.Miyamoto*,A), S.AmanoA), S.HashimotoA), Y.KitagawaA), K.KawataA), A.KoizumiB), T.HasegawaB), T.SekiokaC)
H.UtsunomiyaD), T.YamagataD), H.AkimuneD), T.HayakawaE), T.ShizumaE), H.HaradaE), F.KitataniE)
T.ShimaF), H.OhkumaG), Y.HamadaG), Y.AsanoH), K.ImasakiI), D.BernardJ)
A)Laboratory of Advanced Science and Technology for Industry, University of Hyogo
B)Graduate School of Material Science, University of Hyogo, 3-1-2 Kouto, Kamigori-cho, Ako-gun, Hyogo, 678-1205
C)Graduate School of Engineering, University of Hyogo, 2167 Syosya, Himeji-city, Hyogo, 671-2201
D) Konan University, 8-9-1 Okamoto, Higashinada-ku, Kobe, Hyogo 658-8501
E)Japan Atomic Energy Agency, 2-4 Shirane Shirakata, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki 319-1195
F) Research Center of Nuclear Physics, Osaka University, 10-1 Mihogaoka, Ibaragi-shi, Osaka 567-0047
G) Japan Synchrotron Radiation Research InstituteH) RIKEN SPring-8 Center, 1-1-1 Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo 679-5198
I) Institute for Laser Technology, 2-6 Yamadaoka, Suita, Osaka 565-0871
J) Ecole Polytechnique, Laboratoire Leprince-Ringuet, F-91128 Palaiseau, FranceAbstract
Laser Compton scattering gamma-ray beam source was developed on BL01 of NewSUBARU synchrotron radiation
facility. The gamma-ray beams were used for application experiments, a nuclear physics research, a nondestructive
inspection of thick material, a magnet Compton scattering measurements, and nuclear transmutation research. Recently,
new gamma-ray irradiation hutch was added to expand experimental area. Permission of radiation safety control for
new hutch has been approved. In new hutch, gamma-ray photon energy of up to 76 MeV is available. Expected flux ofquasi-monochromatic gamma-ray (16.7MeV, ΔE/E∼7.5%) is 6x105 γ /s using 10W Nd laser and 250 mA electroncurrent. User application of this gamma-ray source will be started this fall.

ニュースバル偏光ガンマ線ビームライン
1.	  はじめに
兵庫県立大学ニュースバル（NewSUBARU）放射光施設[1]では、放射光利用研究と並行して、	  2005年度より	  専用ガンマ線ビームライン[2]を用いてレーザ・コンプトン散乱ガンマ線の発生試験と利用実験を行なってきた [3-13] 。放射光施設の運転・利用と同時に、1MeVから40MeVの準単色ガンマ線を安定に発生・利用が可能である。
Table.I	  にニュースバル電子蓄積リングのパラメーターを示す。通常運転モードは、電子エネル
ギー1.0GeVのTopUpモード(電子エネルギー974	 GeV)と、電子蓄積後、電子エネルギーを1.5GeVまで加速する高エネルギー蓄積モード(電子エネル
ギー1.47	 GeV)が、週間スケジュールされている。
従来のガンマ線照射ハッチ内部の容積が1.1mW×1.5mD×1.65mHと狭く、大型の計測機器を使うことが困難であったため、2012年3月末に、旧ハッチの後方に新しいガンマ線実験ハッチを追加し た 。 新 ハ ッ チ の 実 験 ス ペ ー ス は 、2.4m W ×4.0m D ×2.6m H のサイズで、約10倍の実験ハッチ体積とした。新ハッチでは、放射線遮蔽を強化し、ガンマ線の最大エネルギーは76MeVまで利用可能である。また、最大ガンマ線フラックスも約20倍まで増強できる。
1.0GeVのTopUpモード運転で、Ndレーザ(波長1µm)を用いる場合、最大エネルギー16.7MeVのレーザ・コンプトン散乱ガンマ線ビームを発生でき、レーザパワー10W、電子電流250mAでは、6×105	  γ/秒のフラックスの準単色（ΔE/E	  ≈	  7.5%）ガンマ線が期待できる。ガンマ線ビーム利用研究者と協力して、ガンマ線源の評価とビームラインの改良を進めて行く予定である。

*miyamoto@lasti.u-hyogo.ac.jp- 331 -

Table 1：Parameters of NewSUBARU ring.
Storage energy
TopUp operation
Circumference
RF frequency
Harmonic number
ΔE/E (1.0/1.5 GeV)
Emittance(1.0/1.5 GeV)

0.7 – 1.5 GeV
1.0 GeV / 250 mA
118.731 m
499.955 MHz
198
0.047% / 0.072%
37 nmrad / 67 nmrad

ceiling
dump
2.6mH
2.6mH
collision
point(Nd laser)

collision
point(CO2 laser)

accelerator
tunnelextraction
gamma holehutch-1

collimator2.4mW
2.4mW

MBSelectron

4.0m
4.0m
gamma
hutch-2
targetdump
300

lasers
14.0m
14.0m
23.6m
23.6m

15.6m
15.6m

concretelead

Fig.1. Ditail of gamma-ray beamline BL01A. Old (hutch-1) and new (hutch-2) are shown.

2.	  ガンマ線ビームライン
Fig.1に、ニュースバル実験ホールの南東部に設置された、レーザ・コンプトン散乱ガンマ線ビー
ムラインBL01Aの配置を示す。電子は左側壁面から、左回りに蓄積される。従来のガンマ線実験
ハッチは、加速器収納トンネルに隣接して、コンクリート壁で囲まれた部分で、"Gamma	  hutch-1"と記載している部分である。この実験ハッチ後方のガンマ線ダンプ(鉛30cm厚）にガンマ線通過孔をあけ、ガンマ線を"Gamma	  hutch-2"へ直列に通す方式である。ハッチ１は、コリメーターハッチとして利用できる構造である。ハッチ１のみで利用する
場合は、ハッチ１のガンマ線ダンプ開口に、可動式エンドプラグを挿入して遮蔽できる。
Fig.2に旧ガンマ線ハッチと、後方に開けたガンマ線取り出し孔の写真を示す。旧ハッチ横には、レーザシステム用の定盤を設置している。レーザは、加速器収納トンネル壁面の開口を通して、トンネル内の固定ミラーへ導かれ、集光レンズを介して、真空ダクト内のミラーにより、電子ビームとの散乱点まで導入される。真空ダクト内のミラーは放射光にさらされるため、水冷している。
電子ビームとレーザのアライメントを容易にするために、レーザ入射の反対側（約30m上流側）のビームライン(BL01B)からHeNeレーザを導入して、基準アライメントとしている。LCS用レーザの交換や波長変換を行った場合は、このHeNeレーザにアライメントすることで、粗調をおこなう。最終的には、ガンマ線信号をモニターしながら、ミラーを調整し精密アライメントを行う。
収納トンネル内のLCS用レーザの光学系は、可視および近赤外用（Ndレーザωおよび２ω）と遠赤外用（CO2レーザ）の２系統設置しており、遠赤外用光学材料は、ZnSeおよび金ミラーを用いている。Ndレーザと電子の衝突位置は、長直線部のほぼ中央で、集光レンズより13mの位置である [10] 。
CO2レーザの場合、同じ衝突位置では集光径が大き

Extraction holeFig.2. Old gamma hutch-1.

Fig.3. New gamma hutch-2.

Extraction hole is shown.

- 332 -HHS:High-resolution High-energy photon Spectrome

3.	  ニュースバル・ガンマ線源の特徴
Table II.にニュースバルガンマ線源のフラックスと光子エネルギーを示す。コリメーターなしの場合のYieldは、電子電流1mA、レーザ出力１Wで規格化した値を示している。コリメーターなしの場合でも、加速器蓄積リングとビームラインの接続部近傍に、不要な放射光を吸収する「アブソーバー」を設置しているため、散乱角度の大きい、低エネルギーガンマ線は透過できない。そのためガンマ線スペクトルは、低エネルギー側がカットされたスペクトルとなる。ガンマ線ハッチで利用可能なガンマ線光子数は、1 . 0 G e VのTo p U p運転
で、電流250mA、レーザ出力10Wの場合、規格化フラックスの2500倍の光子数となる。
準単色ガンマ線は、鉛コリメーターで後方散乱ガンマ線のビーム軸成分のみを取り出すことで得ることができる。Ndレーザの場合、衝突点から約15.6mに設置したコリメーターにより、ΔE/E=10%(6mmφ)および<7.5%(3mmφ)のエネルギー広がりの準単色ガンマ線が得られている。
ガンマ線の偏光は、制動輻射ガンマ線や、放射性同位体からのガンマ線源では発生が困難であるが、レーザ・コンプトン散乱では、入射レーザの偏光をガンマ線が保存するため、散乱角度を制限

510055GeBGO
BGO

110

Fig.4 Schematic configuration of HHS (Highresolution High-energy photon Spectrometer)
detector head.

してやることで、高度に偏光した直線偏光、あるいは円偏光ガンマ線を取り出すことができる。

4.	  新ガンマ線ハッチでの実験予定
新ガンマ線ハッチでは、旧ハッチで使うことができなかった、大型計測器や、新しい測定配置が可能になる。現在、以下の４つの実験・計測を予定している。
4-1.γ線スペクトル計測	 
旧ハッチでは計測器が収納でき無いため測定できなかった高精度なガンマ線測定。Fig.4のようなHHS [14] (High-resolution	  High-energy	  photon	 Spectrometer)を用いる。これは、体積の大きいGe検出器(Twin-Ge)の周囲をBGO検出器で取り囲んだ構造で、Geでコンプトン散乱する信号を除去する
ことにより、スペクトル精度計測精度を改善し、さらに、検出器のスペクトル応答関数を用いて、正確なガンマ線スペクトルを再構成する。
4-2.ガンマ線直線偏光度計測(1)ガンマ線の直線偏光度の定量的計測は、ガンマ線を適当なターゲットに照射し、そこからのコンプトン散乱強度の角度分布を計測して評価することができる。ガンマ線照射ターゲットからのコンプトン散乱ガンマ線のエネルギー	 EγScatter	 は次式で表される。

Table II. Expected gamma-ray energy and flux of NewSUBARU LCS gamma-ray source.
Parameter / Lasers
Laser wavelength λLaser power (max) PL
Gamma-ray energy	

Ee= 974 MeV(no collimator)	

Ee=1470 MeVYield (no collimator)	

Ee= 974
Gamma-ray energy	

Ee= 974 MeV(3mmφ collimator)
Yield	

Ee= 974 MeV(3mmφ collimator)	

I=250 mA

50

BGO

5070

F10BGO

F80

Gamma-ray
G-ray

BGO

70!10

くなり、電子ビームとのマッチングが悪いため、衝突位置を偏向電磁石の直前の位置（集光レンズから約6m）とした[6]。
準単色ガンマ線の利用には、直径3mmおよび6mmのコリメーター（鉛製厚さ100mm）を用いる。コリメーターは、収納トンネル内とハッチ１内に設置しており、XYステージによりガンマ線光軸とのアライメント調整ができる。偏極ガンマ線実験行う
場合は、必要に応じてそれぞれの光学系に偏光子、波長板等を導入する。
Fig.3に新ガンマ線ハッチ２の外観写真を示す。
ガンマ線ビーム軸方向は、鉛30cm厚さおよびコンクリート40cm厚さのビームダンプを設置している。安全インターロックはハッチ入り口のスライド・ドアが閉鎖され、施錠されなければメイン・ビームシャッター(MBS)を開くことができないように設定されている。

14420

Nd(ω)
1064 nm
35 W
5-16.7 MeV
8-37.6 MeV
6000 γ/s/mA/W

Nd(2 ω)532 nm
20 W
10-33.4 MeV
15-73 MeV
3000 γ/s/mA/W

Er
1540 nm4W
3.5-11.5 MeV
5-25.7 MeV7000 γ/s/mA/W

CO210590 nm
7.5 W
0.5-1.7 MeV
0.7-3.9 MeV
7200 γ/s/mA/W

15.4-16.7 MeV

30.5-33.3 MeV

10.6-11.5 MeV

1.57-1.7 MeV

2×106 γ/s

6×105 γ/s

3×105 γ/s

1×106 γ/s

- 333 -

Detector Layout

E γScatter =Eγ
1+ E γ (1− cos θ ) /m0c 2	 
ここで、E γは入射ガンマ線の光子エネルギー、θは入射ガンマ線進行方向に対して、散乱ガンマ線の散乱角度。例えば、θ=90˚散乱では、1.7MeVの€ガンマ線では、EγScatter = 390keVとなる。この手法
は、ガンマ線エネルギーが大きくなると偏光度分解能は低下する。
4-3.	 ガンマ線直線偏光度計測(2)TPC(Time	  Projection	  Chamber)内での電子電界による対生成反応を利用する方法[15]。反応生成物(e,e,e+)の飛行角度依存からガンマ線の偏光方向を評価できる。エコール・ポリテクニークのグループが、宇宙ガンマ線用ポラリメーターとして開発しているTPC（Fig.5)を用いる。
4-4.円偏光ガンマ線の計測
円偏光ガンマ線の計測には、磁気コンプトン散乱の、磁化依存性を利用する予定である。予備試
験で、CO2レーザによる1.7MeVガンマ線を磁化鉄に照射し磁気コンプトン散乱成分を測定できることは確認した。この条件では、磁気コンプトン散乱強度の偏光依存性は４%程度と評価できたため、精度良い測定には、安定なガンマ線フラックスを用いた、統計数を増やす計測が必要と考えている。

5.	  まとめNewSUBARUレーザ・コンプトン散乱ガンマ線ビー
ムライン(BL01)に新しい実験ハッチを整備し、1.7MeVから、76MeVの準単色、偏光ガンマ線の利用実験が用になった。今秋より、高精度ガンマ線スペクトル計測と、偏光計測等を実施し、ガンマ線ビーム特性を評価すると共に、各種利用実験を進める予定である。

参考文献[1]	 宮本修治 他, "ニュースバル放射光施設", 本年会プ
ロシーディングス, FRLR17(第9回日本加速器学会年会, 大阪大学, 2012.8.8-11).
[2]	 S.Miyamoto et al., "Laser Compton back-scattering
gamma-ray beam-line on NewSUBARU", Radiation
Measurements, 41, pp. S179- S185 (2007).
[3]	 T.Hayakawa et al., "Half-life of 184-Re populated by the(γ, n) reaction from laser Compton scattering γ rays at theelectron storage ring NewSUBARU", Phys. Rev. C 74,.
065802 (2006).
[4]	 宮本修治「レーザ・コンプトン散乱ガンマ線ビームライン -	  NewSUBARU放射光施設	  -」加速器学会誌「加速器」, 5, pp.111-116 (2008).
[5]	 宮本修治	  他,「ニュースバルガンマ線源性能と利用研究」	 レーザー学会誌「レーザー研究」,	 第36巻第12号,	 pp.798-805	 (2008).	 
[6]	 S.Amano et al., “Several-MeV γ-ray generation inNewSUBARU by laser Compton backscattering”, Nucl.

Fig.5 Illustration of TPC (time projectionchamber) gamma-ray polarimeter.
Denis Bernard

29Inst. and Meth. in Phys. Res., A, 602, pp.337-341(2009).
[7]	 D.Li et al., “Positron generation through laser Compton
scattering gamma ray”, Appl. Phys. Lett., 94, 091112,(2009).
[8]	 S.Amano et al., “Laser-Compton Gamma-Ray Source at aBeamline (BL1) in NewSUBARU”, SRI 2009, 10th
International Conference on Synchrotron Radiation
Instrumentation. AIP Conference Proceedings, Vol.1234,pp. 495-498 (2010).
[9]	 D.Li et al., “Iodine Transmutation through Laser
Compton Scattering Gamma Rays”, J. Nuclear Scienceand Technology, 46, pp.831-835(2009).
[10]	

K.Horikawa et al., “Measurements for the energy and fluxof laser Compton scattering γ-ray photons generated in anelectron storage ring: NewSUBARU”, Nucl. Inst. andMeth. in Phys. Res., A 618, pp 209-215, (2010).
[11]	

T.Kondo et al., “Determination of the number of pulsed
laser-Compton scattering photons”, Nucl. Inst. and Meth.
in Phys. Res. A, 659, pp. 462-466(2011).
[12]	

H.Ejiri et al., “Resonant Photonuclear Reactions forIsotope Transmutation”, J. Phys. Soc. Jpn., 80, pp.
094202-1-6 (2011).
[13]	

K.Horikawa et al., “Photonuclear Reaction of Iodine-129
with Laser-Compton Scattering Gamma-Rays Using
Nd:YVO4 Laser and Electron Storage Ring”, Rev. of Laser
Engineering, 39, pp.445-447 (2011).
[14]	

F.Kitatani et al., “Measurement of energy distribution oflaser- Compton scattering(LCS) gamma-ray by the highresolution high-energy photon spectrometer (HHS)”,
Workshop on Laser Compton Scattering Gamma-ray
Beamline at NewSUBARU, Harima, Hyogo, July 25(2012).
[15]	

D.Bernard et al., “HARPO - A status report”, Workshop on
Laser Compton Scattering Gamma-ray Beamline at
NewSUBARU, Harima, Hyogo, July 25 (2012).

- 334 -