Eseguire un’altra misurazione.
Restare fermi durante la
misurazione.

Pressione sanguigna instabile a causa dimovimenti durante la misurazione.

Il misuratore elettronico della pressione
sanguigna
Modello UA-651SLPlus
Manuale di istruzioni Traduzione

Quando il misuratore rileva un ritmo irregolare durante le misurazioni, sul display comparel’indicatore I.H.B./AFib con i valori della misurazione.
Nota: si consiglia di rivolgersi al medico qualora il simbolo
I.H.B./AFib venga visualizzato
frequentemente.

Bracciale

Le misurazioni sistoliche e diastoliche rientrano

1 - 2 cmnel valore di 10 mmHg l’una dall’altra.
Il valore di pressione non è aumentato durante
il gonfiamento.

10. Che cos’è l’AFib

Allacciare correttamente il bracciale
e rieseguire la misurazione.

Il bracciale non è stato applicato

Il cuore si contrae a causa dei segnali elettrici al suo interno e invia il sangue attraverso il corpo.
Una fibrillazione atriale (AFib) si verifica quando il segnale elettrico nell’atrio diventa confuso e
produce disturbi nell’intervallo della pulsazione. L’AFib può causare un ristagno di sangue nel
cuore, che può facilmente creare coaguli, una causa di ictus e infarto.

correttamente.
ERRORE VISUAL. POLSO

1. Ai nostri cari Clienti

Il battito non è stato rilevato in modo corretto.

Il misuratore elettronico della pressione sanguigna A&D è uno degli strumenti più avanzati
disponibili attualmente sul mercato, concepito per la facilità d’uso e l’alta precisione. Il
nostro prodotto Vi aiuterà a controllare la Vostra pressione sanguigna ogni giorno.
Vi raccomandiamo di leggere con cura questo manuale prima di utilizzare il dispositivo
per la prima volta.

SimboliFunzione / Significato

SYS

Pressione sistolica del sangue in mmHg

DIA

Pressione diastolica del sangue in mmHg

PUL/minTubo dell’aria

Battiti cardiaci al minuto
Guida all’installazione delle batterie

Misurazione in corso

Corrente continua

Il presente dispositivo deve essere utilizzato da parte di persone adulte, non di neonati obambini.

IndiceTipo BF: dispositivo, bracciale e tubi sono stati progettati al fine di garantire

Gonfiaggio in corso

una protezione particolare contro eventuali scosse elettriche.
Etichetta Direttiva CE sui dispositivi medici

Il presente dispositivo è progettato per la misurazione a fini diagnostici della pressione
sanguigna e dei battiti cardiaci.

7. Misurazioni

Rappresentante UE

7.1. Misurazione standard

3. Precauzioni

Fabbricante

Il presente dispositivo è stato realizzato utilizzando componenti di precisione. Si
raccomanda di evitare condizioni estreme di temperatura, umidità, luce solare diretta,urti o polvere.

SNIP

Le apparecchiature, le parti e le batterie usate non devono essere trattate quali normali
rifiuti domestici. Devono quindi essere smaltite in conformità alle normative in vigore.
Se si utilizza l’alimentatore, assicurarsi che sia possibile scollegarlo dalla presa elettrica
in caso di necessità.
Non modificare il dispositivo. Questa operazione può causare incidenti o danni al
dispositivo stesso.
Per misurare la pressione sanguigna è necessario avvolgere strettamente il bracciale
intorno al braccio in modo da interrompere temporaneamente il flusso sanguigno
nell’arteria. Ciò può causare dolore, intorpidimento o lasciare temporaneamente un
segno rosso sul braccio, in particolare se la misurazione viene ripetuta più volte diseguito. Il dolore, l’intorpidimento o i segni rossi che possono eventualmente verificarsi
scompaiono dopo breve tempo.

Se si è stati sottoposti a mastectomia, rivolgersi a un medico prima di utilizzare il
dispositivo.
Evitare che i bambini usino il dispositivo senza sorveglianza e tenere il dispositivo fuori
dalla loro portata.

I dispositivi per la comunicazione wireless, come i dispositivi delle reti domestiche, itelefoni cellulari, i telefoni cordless e le loro stazioni base, i walkie-talkie possono
interferire con il funzionamento di questo Monitor della Pressione Sanguigna. È quindi
opportuno tenerlo a una distanza minima di 30 cm da tali dispositivi.

Fase 2

simboloPressurizzazione(indicazione del cuore) inizia

a lampeggiare, indicando che la misurazione è
Misurazione in corso

4.

Battiti cardiaci

Il bracciale non è stato
applicato in modo corretto.

Espulsione automatica
dell’aria residua

cardiaci. Il bracciale espelle l’aria residua esi sgonfia completamente.
5.

Premere nuovamente il pulsante _START_.

Spegnere il dispositivo con ilpulsante _START_ (AVVIO)(AVVIO) per disattivare l’alimentazione.
Nota:

L’apparecchio prevede una funzione d’interruzione automatica dell’alimentazione.

Altro

W

Spina attacco aria
Vano batterie

M

Coperchio vano batterie

Nota: L’adattatore è un accessorio opzionale (venduto separatamente)
MEMORIA
Pressione sistolica
Pressione diastolica

M/A

Battiti cardiaci

Simbolo I.H.B./AFib
Indicazione del cuore

bracciale

sul

Rimuovere le batterie. Riposizionarlecorrettamente e rieseguire la misurazione.

braccio

Premere il pulsante _START_ (AVVIO).

Nota: nel caso in cui le azioni sopra riportate non risolvano il problema, contattare il rivenditore.
Non tentare di aprire o riparare questo prodotto autonomamente, perché si rischia diinvalidare la garanzia.

3.

Mentre lo zero lampeggia, premere e tenere

Premere e tenere
premuto il pulsante_START_ (AVVIO)

visualizzazione di un valore superiore di 30 - 40
mmHg rispetto alla pressione sistolica prevista.
4.

15. Manutenzione
Non aprire il dispositivo. Include componenti elettrici delicati e un sofisticato impianto

Gonfiamento in corso

pneumatico che potrebbero danneggiarsi. Se non è possibile risolvere il problema anche
seguendo le istruzioni della Localizzazione guasti, rivolgersi al rivenditore autorizzato di zona

Al raggiungimento del valore desiderato,

Rilasciare il pulsante_START_ (AVVIO)

rilasciare il pulsante _START_ (AVVIO)o al reparto assistenza clienti. Il servizio clienti A&D fornisce informazioni tecniche, parti diricambio e unità ai rivenditori autorizzati.
Il dispositivo è stato concepito e fabbricato per una lunga durata di servizio. Tuttavia si
raccomanda di fare controllare lo strumento ogni 2 anni, per garantire un funzionamento e
una precisione adeguati. Contattare il rivenditore autorizzato di zona o A&D per lamanutenzione.

per iniziare la misurazione. Proseguire
quindi con la misurazione della pressione

Pressione desiderata

sanguigna come descritto alla sezione “7.1Misurazione standard”.

Fare riferimento alla sezione“7.1 Misurazione standard”

16. Dati tecnici

7.3. Note per una misurazione corretta
Sedersi comodamente su una sedia. Appoggiare il braccio sul tavolo. Non incrociare legambe. Tenere i piedi appoggiati al suolo e raddrizzare il dorso.
mano rivolto verso l’alto e con il bracciale alla stessa altezza del cuore.
Collocare la parte centrale del bracciale all’altezza del cuore.

Numero di catalogo
CUF-D-LA-ISO
CUF-I-ISO
CUF-D-MA-ISO
CUF-D-A-ISO
CUF-D-SA-ISO

Rilassarsi per circa cinque - dieci minuti prima di effettuare una misurazione. In caso di

Alimentazione

questo stress con una lettura più elevata (o più bassa) della pressione sanguigna
normale, mentre la frequenza cardiaca risulta di solito più alta del normale.

Numero di misurazioni

Restare fermi senza parlare durante la misurazione.
Non effettuare la misurazione subito dopo aver eseguito esercizio fisico o aver fatto ilbagno. In tali casi, riposare per venti-trenta minuti prima di procedere alla misurazione.
La pressione sanguigna di un soggetto varia costantemente in funzione di ciò che sta

Azione raccomandata
Posizionare il simbolo
sull’arteria delbraccio o in allineamento con il ditoanulare nella parte interna del braccio.

facendo e di ciò che ha mangiato. Le bevande possono inoltre avere un effetto molto
Questo apparecchio basa le relative misurazioni sul battito del cuore. In caso di battito

un simbolo di errore. Fare riferimento alla sezione “5 Simboli” per la relativa descrizione.
Questo dispositivo deve essere gestito da persone adulte. Rivolgersi al medico prima diutilizzare l’apparecchio sui bambini. Non consentire ai bambini di utilizzare il dispositivo
senza la supervisione di un adulto.
Provare a misurare la pressione sanguigna quotidianamente, approssimativamente alla
stessa ora.
Le prestazioni del monitor della pressione sanguigna automatico possono essere
influenzate da un eccesso di temperatura o umidità o dall’altitudine.

8. Richiamo dei dati in memoria
Il dispositivo archivia automaticamente in memoria fino a sessanta misurazioni della pressione
sanguigna e del polso. Ai dati memorizzati viene assegnato un numero dati nell’ordine dal più
nuovo al meno recente. I dati meno recenti sono indicati con ““. Il simbolo

8.1. Richiamo dei dati

Premere e tenere
premuto il pulsante_START_ (AVVIO)

1. Quando non è visualizzato alcun
elemento, premere e tenere premuto il

L’alimentatore ha lo scopo di collegare il monitor dellapressione sanguigna a una fonte di alimentazione inambiente domiciliare. Rivolgersi al rivenditore A&D dizona per l’acquisto. L’alimentatore deve essere
ispezionato o sostituito periodicamente.

Nessun dato
Simboli riportati sull’alimentatore
Simbolipulsante _START_ (AVVIO) per2.

richiamare i dati memorizzati.

Rilasciare il pulsanteSimbolo

Rilasciare il pulsante quando si

Dati medi

Classe II dispositivo
Fusibile termico

Numero dati

Vengono visualizzati automaticamente il

misurazione.
4.

Dati memorizzati

Il display si spegne automaticamente

Etichetta del dispositivo relativa alla direttiva CE
Etichetta del dispositivo relativa alla certificazione EAC
Polarità dello spinotto dell’alimentatore
Numero di catalogo

Bracciale

se si preme il pulsante _START_(AVVIO) durante il richiamo dei dati, il

M

Fusibile

Accessori venduti separatamente

dopo la visualizzazione di tutti i dati.
Nota:

Si spegne automaticamente

dispositivo si spegne.

Bracciale per adulti

8.2. Cancellazione dei dati

Bracciale piccolo per adulti
M/A

6.5. Applicazione del bracciale

1.

Avvolgere il bracciale intorno alla parte superiore del braccio, a circa 1 - 2 cm soprala piega del gomito, come indicato nella figura. Applicare il bracciale direttamente a
contatto con la pelle, in quanto i vestiti possono causare errori nella misura.
La compressione al braccio causata da un avvolgimento troppo stretto della manica

2.

della camicia può causare una misura errata.
indichi un punto all’interno della gamma di misura adeguata.

3.

Premere e tenere
premuto il pulsanteDurante lo spegnimento del dispositivo,_START_ (AVVIO)
premere e tenere premuto il pulsante
Rilasciare il_START_ (AVVIO) sino a visualizzare
pulsante
la scritta ““.
Selezionare
Selezionare “
“ per
“
“ per
cancellare i dati.
cancellare i dati.
I dati sono cancellati quando ilsimbolo

Nota: durante la misurazione è normale che il bracciale dia la sensazione di essere
molto stretto. (Il fenomeno non deve destare preoccupazione.)

Funzione / Significato
Per l’uso solo in ambienti interni

visualizza la media dei dati.
3.

4.

lampeggia.

Il dispositivo si spegne

UA-651SLPlus
Misurazione oscillometrica
Pressione:
0 - 299 mmHg
Pressione sistolica:
60 - 279 mmHg
Pressione diastolica:
40 - 200 mmHg
Polso:
40 - 180 battiti / minuto
Pressione:±3 mmHg
Polso:±5 %4 batterie da 1,5 V (R6P, LR6 o AA) oalimentatore (TB-233C - non incluso)
Circa 700
LR6 (batterie alcaline)
Circa 200
R6P (batterie al manganese)
A una pressione di 180 mmHg, temperatura
ambiente di 23 °C.
Apparecchiatura elettromedicale alimentata
internamente (con batterie) / Classe II (con alimentatore)
Modo di funzionamento continuo
In conformità ad ISO81060-2：2013
Nello studio di convalida clinica, K5 è stato utilizzato su
85 soggetti per la determinazione della pressione
arteriosa diastolica.
IEC 60601-1-2: 2014
Ultime 60 misurazioni
Da +10 a +40 °C / da 15 a 85 % RH / da 800 a 1060 hPa
Da -20 a +60 °C / da 10 a 95 % RH / da 700 to 1060 hPa
Circa
96 [L] x 68 [A] x 130 [P] mm
Circa
240 g, batterie escluse
Dispositivo: IP20
Bracciale
Tipo BF
Dispositivo: 5 anni (se utilizzato sei volte al giorno)
Bracciale: 2 anni (se utilizzato sei volte al giorno)
Alimentatore: 5 anni (se utilizzato sei volte al giorno)

Alimentatore opzionale / TB233C

sinistra nel display indica che si stanno visualizzando dati precedentemente archiviati in memoria.

Gamma di misura adeguata

W

EMD
Memoria dati
Condizioni di esercizio
Condizioni di trasporto/conservazione
Dimensioni
Peso
Protezione contro
Parte applicata
Vita utile

in alto amemorizzati a partire dall’ultima

Bracciale medio-grande

Test clinici

cardiaco molto debole o irregolare, l’apparecchio può incontrare delle difficoltà anumero dei dati e il numero dei datiM
Bracciale universale

Classificazione

incisivo e rapido sulla pressione sanguigna.

Se l’apparecchio rileva una circostanza anomala, interrompe la misurazione e visualizza

Gamma di misura adeguata per il bracciale
grande per adulti. È stampata sul bracciale
grande per adulti.
Gamma di misura adeguata per il bracciale
universale. È stampata sul bracciale
universale.
Gamma di misura adeguata per il bracciale
medio-grande. È stampata sul bracciale
medio-grande.
Gamma di misura adeguata per il bracciale
per adulti. È stampata sul bracciale per
adulti.
Gamma di misura adeguata per il bracciale
piccolo. È stampata sul bracciale piccolo.
Bracciale sotto-dimensionato, stampato sul Utilizzare il bracciale grande per adulti
bracciale per adulti/bracciale medioanziché il bracciale per adulti/bracciale
grande/bracciale universale.
medio-grande/bracciale universale.
Bracciale sovra-dimensionato, stampato
Utilizzare il bracciale piccolo anziché il
sul bracciale per adulti/bracciale mediobracciale per adulti/bracciale mediogrande/bracciale universale.
grande/bracciale universale.
Utilizzare il bracciale per adulti/bracciale
Over range printed on the small cuff.
medio-grande anziché il bracciale
piccolo.
Bracciale sovra-dimensionato, stampato
Utilizzare il bracciale medio-grande
sul bracciale grande per adulti.
anziché il bracciale grande per adulti.

Verificare che il simbolo

Precisione della misurazione

stato d’animo di eccitazione o depressione dovuto a stress emotivo, la misurazione riflette

determinare la pressione sanguigna.

Simboli utilizzati sul display

Tipo
Metodo di misurazione
Range di misurazione

Sedersi in una posizione comoda. Appoggiare il braccio su un tavolo con il palmo della

Numero di catalogo

Bracciale grande per adulti

3.

il

IndiceIndicatore batterie

2.

Avvolgere2.

Numero di lotto1.

pressione sistolica superi 230 mmHg.

_START_ (AVVIO)

Ai dati successivi

M

Premere il pulsanteSedersi comodamente e rimanere fermi.
Posare il braccio su un tavolo con il palmo
rivolto verso l’alto e il bracciale posizionato
all’altezza del cuore.

In clinica o presso lo studio del medico, uno
stato di apprensione può determinare una
Il valore è diverso da quello lettura elevata. La misurazione a domicilio
misurato in clinica o presso riduce gli effetti delle influenze esterne sulle
lo studio medico.
letture della pressione sanguigna,
completando le letture eseguite presso lo
studio.

A livello del cuore

procedura qualora si preveda che la

Durante la fase di misurazione, rimanere fermi
senza parlare.

In caso di battito cardiaco molto debole oirregolare, l’apparecchio può incontrare delledifficoltà a determinare la pressione sanguigna.

sulla stessa persona.

Il bracciale è un prodotto di normale consumo. In caso di usura, acquistarne uno nuovo.

Presa d’aria

Durante la fase di
Il dispositivo non
misurazione, il soggetto haesegue lamosso il braccio o il corpo.
misurazione.
Le letture mostrano
La posizione del bracciale
valorinon è corretta.
eccessivamente altio bassi.

Lasciare trascorrere almeno 3 minuti prima di eseguire una seconda misurazione

Se il simbolo
è posizionato fuori dal range, si raccomanda l’acquisto di un bracciale
sostitutivo presso il rivenditore locale.

Pulsante _START_ (AVVIO)

Applicare correttamente il bracciale.

Classificazione OMS

premuto il pulsante _START_ (AVVIO) sino alla

Il simbolo
e l’indicazione della gamma di misura adeguata sul bracciale indicano se si sta
utilizzando il bracciale corretto. Fare riferimento a “6.5 Applicazione del bracciale”.

Display

Sostituire tutte le batterie con batterie nuove.

vengono visualizzate le letture relative allapressione sistolica e diastolica e i battiti

1.

La misura del braccio è stampata su ogni bracciale.

REF

Reinstallare le batterie in modo che i poli
positivo e negativo corrispondano a quelli
indicati sul vano batterie.

7.2. Misurazione della pressione sistolica
desiderata

Jack a CC

Simbolo posizione arteria brachiale

I poli delle batterie sono
posizionati in modo errato.

Il bracciale non si
gonfia.

Pressione diastolica

automaticamente a rigonfiarsi.

Spina dell’alimentatore

Funzione / Significato

Azione raccomandata
Sostituire tutte le batterie con batterie nuove.

Una volta completata la misurazione,pressione corretta, il dispositivo inizia(preferibilmente il sinistro) all’altezza del cuore.

corrisponde alla circonferenza del bicipite.

Causa probabile
Le batterie sono esaurite.

La carica delle batterie è
insufficiente. Il simbololampeggia. In caso
di batterie completamenteesaurite, il simbolo nonviene visualizzato.

Pressione sistolica

In caso di gonfiaggi ripetuti, utilizzare

Misura del braccio:

ProblemaSul display, nonviene visualizzato
nulla, nemmeno
all’accensione.

lampeggia a ogni battito cardiaco.
Nota: nel caso in cui non si ottenga una

Tubo dell’aria

Jack a CC

Rimuovere le batterie e premere ilpulsante _START_ (AVVIO), quindi
reinstallare le batterie. Se l’errore
persiste, contattare il rivenditore.

Una volta completata la fase di gonfiamento, lo
sgonfiamento si avvia automaticamente e il

L’uso della misura corretta di un bracciale è importante per una lettura precisa. Se il braccialenon è della misura appropriata, la lettura potrebbe produrre un valore incorretto dellapressione sanguigna.

SimboliFunzione / Significato
Azione raccomandata
Indicazione visualizzata durante la fase di
La misurazione è in corso.
misurazione. Lampeggia durante il rilevamento
Rimanere fermi il più possibile.
della frequenza cardiaca.
Il simbolo I.H.B./AFib compare quando viene
rilevato un battito cardiaco irregolare. Può
illuminarsi se viene rilevata una leggera
vibrazione (come brividi o tremori).
Misurazioni precedenti memorizzate.
BATTERIE CARICHE
Indicatore di carica della batteria durante la
misurazione.
BATTERIE SCARICHE
Qualora l’indicatore lampeggi,
Quando l’indicatore lampeggia, la carica dellasostituire tutte le batterie.
batteria è scarsa.

14. Localizzazione guasti_START_ (AVVIO).

Simboli stampati sul bracciale.

5. Simboli

Ottimale

Nota: per interrompere il gonfiamento in qualsiasi

3.

Misura raccomandata del bracciale
Bracciale grande per adulti
Bracciale universale
Bracciale medio-grande
Bracciale per adulti
Bracciale piccolo per adulti

Normale elevata
NormaleFase 3

Misura del braccio
Da 31 cm a 45 cm
Da 22 cm a 42 cm
Da 23 cm a 37 cm
Da 22 cm a 32 cm
Da 16 cm a 24 cm

Ipertensione lieve

Inizio del gonfiamento

momento, premere nuovamente il pulsanteInserire la spina dell’alimentatore nel jacka CC. Collegare quindi l’alimentatore a
una presa elettrica. L’alimentatore modello
TB-233C è venduto separatamente.
Per scollegare l’alimentatore dalla presa
elettrica, afferrare e rimuovere il corpo
dell’alimentatore dalla presa.
Per scollegare la spina dell’alimentatore dal
Misuratore Elettronico Della Pressione
Arteriosa, afferrare ed estrarre la spinadell’alimentatore dal misuratore.

Spinadell’alimentatore

Errore interno del dispositivo.

come nella figura a destra.

Fase 1

Tubo dell’aria

Tubo dell’aria

Simbolivisualizzato l’indicatore a barre della pressione,
Fase 4Ipertensione moderata: l’indicatore visualizza un segmento, in
funzione dei dati correnti, corrispondente
alla classificazione OMS.

molto stretto. Durante il gonfiamento viene

6.4. Come scegliere il bracciale corretto

Indicatore a barre della pressione e
indicatore della classificazione dell’OMS

Ipertensione grave

che il bracciale dia la sensazione di essere

6.3. Collegamento dell’alimentatore

Controindicazioni

Bracciale

Ciascun segmento dell’indicatore a barre corrisponde a una classificazione OMS dellapressione sanguigna.
Indicatore della classificazione dell’OMS

i metodi seguenti. Attenersi alla presente

Consentire al dispositivo di adattarsi all’ambiente circostante, prima dell’uso (circa un’ora).

Simbolo di indicazione posizione arteria brachiale

13. Indicatore della classificazione dell’OMS

Tutti i segmenti del display

zero,

destra. Il bracciale inizia a gonfiarsi. È normale Visualizzazione dello zeroPresa d’aria

In caso di cortocircuito della batteria, la suddette potrebbe riscaldarsi e causare
potenzialmente delle ustioni.

Gamma di misura adeguata
Indicelo

in corso. Una volta rilevato il polso, il simbolo

Inserire fermamente la spina
attacco aria nella presa d’aria.

L’utilizzo di accessori non indicati in questo manuale potrebbe compromettere la sicurezza.

4. Identificazione delle parti

brevemente

display cambia come illustrato nella figura a

6.2. Come collegare il tubo dell’aria

Scollegare l’adattatore C.a. quando non lo si usa durante la misurazione.

Di seguito sono indicate le precauzioni da osservare per il corretto utilizzo del dispositivo.
Non applicare il bracciale a un paziente già collegato a un altro dispositivo elettromedicale.
Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente.
Le persone affette da grave deficit circolatorio al braccio devono consultare un medico
prima di utilizzare il dispositivo, al fine di evitare problemi medici.
Non eseguire auto-diagnosi dei risultati delle misurazioni, né iniziare trattamenti inautonomia. Per la valutazione dei risultati ed eventuali trattamenti, rivolgersi sempre al
medico.
Non applicare il bracciale se il braccio presenta ferite non cicatrizzate.
Non applicare il bracciale in caso di terapia con flebo o trasfusioni di sangue eseguite albraccio del paziente. Pericolo di lesioni o incidenti.
Non utilizzare il dispositivo in ambienti in cui siano presenti gas infiammabili, quali i gas
anestetici. Pericolo di esplosione.
Non utilizzare il dispositivo in ambienti con concentrazioni molto elevate di ossigeno, quali
camere iperbariche o tende a ossigeno. Pericolo di incendio o esplosione.

visualizzato

lampeggiante. Quando la misurazione inizia, il

Inserire le batterie come indicato nel vano batterie. In caso di inserimento errato, il dispositivo
non funziona.
Quandolampeggia sul display e il dispositivo comunica che è necessario cambiare lebatterie, sostituire tutte le batterie. Non utilizzare insieme batterie nuove e vecchie, onde
evitare di ridurre la durata delle batterie o causare malfunzionamenti del dispositivo.
Sostituire le batterie almeno due secondi dopo lo spegnimento del dispositivo.
Il simbolo
non viene visualizzato in caso di batterie completamente esaurite.
La durata delle batterie varia in base alla temperatura ambiente e potrebbe risultare ridotta incaso di basse temperature. In genere, quattro batterie R6P nuove durano circa tre mesi seutilizzate per due misurazioni al giorno.
Utilizzare solamente le batterie di tipo specificato. Le batterie fornite in dotazione al dispositivo
sono a solo scopo di prova delle prestazioni del misuratore e la loro durata potrebbe essere
breve.
Togliere le batterie nel caso in cui il dispositivo non debba essere utilizzato per lunghi periodi.
Le batterie potrebbero infatti essere soggette a perdite, causando quindi dei
malfunzionamenti.

Non toccare contemporaneamente le batterie, la presa jack C.c. e il paziente. Si
potrebbero causare scosse elettriche.

Non gonfiare senza avvolgere il bracciale attorno al braccio.

Premere il pulsante_START (AVVIO)

Premere il pulsante _START_. (AVVIO).
Viene

Simbolo internazionale di protezione

La pressione arteriosa è la forza esercitata dal sangue contro le pareti delle arterie.
La pressione sistolica (massima) si verifica nel momento in cui il cuore si contrae e spinge ilsangue nelle arterie. La pressione diastolica (minima) si verifica quando il cuore si dilata,
ricevendo il sangue all’interno del ventricolo sinistro, e si prepara a una nuova contrazione. La
pressione arteriosa è misurata in millimetri di mercurio (mmHg).

A livello del cuore

Vengono visualizzati tutti i segmenti del display.

ATTENZIONE

Evitare che i bambini usino il dispositivo senza sorveglianza e tenere il dispositivo fuori
dalla loro portata. In caso contrario, si potrebbero causare incidente o danni.
Presenta piccole parti che possono causare soffocamento se ingerite inavvertitamente
dai bambini.

misurazione.
2.

Cosa si intende per Pressione Arteriosa?

braccio

Restare seduti senza parlare durante la

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie.
2. In caso di sostituzione, rimuovere lebatterie usate dal vano batterie.
3. Inserire le batterie nuove nel vano batterie
come illustrato, prestando attenzione che ipoli (+) e (-) siano posizionati
correttamente.
4. Rimontare il coperchio del vano batterie.
Utilizzare esclusivamente batterie R6P,
LR6 o AA.

Non sono stati condotti test clinici sui neonati e le donne in gravidanza. Non usare su
neonati o donne in gravidanza.

sul

Numero di matricola

6.1. Come installare / Cambiare le batterie

Misurazioni della pressione sanguigna troppo frequenti possono provocare danni alpaziente a causa delle interferenze con il flusso sanguigno. In caso di uso ripetuto deldispositivo, assicurarsi che il funzionamento del misuratore non comporti una
prolungata compromissione della circolazione sanguigna.

bracciale

Etichetta Direttiva RAEE

6. Utilizzo del misuratore

Durante la misurazione non attorcigliare il tubo prolunga, in quanto potrebbero
verificarsi delle lesioni dovute alla pressione continua nel bracciale.

il(preferibilmente il sinistro) all’altezza del cuore.

Tenere asciutto

Fare attenzione a evitare lo strangolamento accidentale di bambini o infanti con il tubo.

Avvolgere

12. Parlando di Pressione Arteriosa

Data di produzione

Polarità del jack a CC

Evitare di piegare eccessivamente il bracciale o di riporre il tubo avvolto strettamente
per lunghi periodi, poiché quanto sopra potrebbe ridurre la durata dei componenti.

Al riutilizzo del dispositivo, verificare che sia pulito.

1.

Consultare il manuale/l’opuscolo di istruzioni

Pulire il dispositivo e il bracciale utilizzando un panno morbido e asciutto o inumidito con
acqua e detergente neutro. Evitare l’utilizzo di alcool, benzene, solventi o altre sostanzechimiche aggressive per pulire il dispositivo o il bracciale.

Gonfiaggio completoe gamma di misura adeguata

Ambiente di utilizzo. Il dispositivo è idoneo per l’utilizzo da parte dell’utente in ambienti diassistenza sanitaria domestici.

Nel caso in cui il dispositivo sia utilizzato in prossimità di apparecchi televisivi, forni amicroonde, telefoni cellulari, macchinari a raggi X o di altri dispositivi con forti campi
elettrici, le misurazioni potrebbero non risultare precise.

L’indicatore monitora il progresso della pressione durante la misurazione.
Pressurizzazione
Rilascio dell’aria

Assicurare il fissaggio in tessuto

Modalità standby e accensione.

Il dispositivo è conforme alla Direttiva Europea CEE 93/42 per i Prodotti ad utilizzo
medico. Quanto sopra è evidenziato dal marchio di conformità(0123: numero
di riferimento dell’ente certificatore).

Fare attenzione a evitare lo strangolamento accidentale di bambini o infanti con il tubo eil cavo.

11. Indicatore a barre della pressione

Simbolo di indicazione posizione
arteria brachiale

Simboli stampati sul corpo del dispositivo.

2. Norme precauzionali

Display

9. Che cos’è l’I.H.B./AFibNon arrotolare la manica troppo stretta

Misura del bracciale

Misura del braccio

CUF-D-LA-ISO

Bracciale grande per adulti

Da 31 cm a 45 cm

CUF-I-ISO

Bracciale universale

Da 22 cm a 42 cm

CUF-D-MA-ISO

Bracciale medio-grande

Da 23 cm a 37 cm

CUF-D-A-ISO

Bracciale per adulti

Da 22 cm a 32 cm

CUF-D-SA-ISO

Bracciale piccolo per adulti

Da 16 cm a 24 cm

Misura del braccio: corrisponde alla circonferenza del bicipite.
Alimentatore
Nota:
5 secondi

Il simbololampeggia.
I dati sono cancellati.

automaticamente.
Si spegne automaticamente

Numero di catalogo

Spina (tipo uscita)

TB-233C

Tipo Cle specifiche sono soggette a variazione, senza previa notifica.
La classificazione IP indica i gradi di protezione degli involucri in conformità con lanorma CEI 60529. Questo dispositivo è protetto contro corpi solidi estranei di 12 mm didiametro o più grandi, come per esempio un dito. Questo dispositivo non è protetto
contro i getti d’acqua.