Digital Blood Pressure Monitor

Model UA-704
Instruction Manual

Original

Manuel d’instructions

Traduction

Manual de Instrucciones

Traducción

Manuale di Istruzioni

Traduzione

使用手冊

翻譯

1WMPD4000735H

Sommaires
Chers Clients ........................................................................................................................................ 2
Remarques Préliminaires................................................................................................................... 2
Précautions........................................................................................................................................... 2
Nomenclature....................................................................................................................................... 4
Symboles .............................................................................................................................................. 5
Utilisatio n de l’appareil ........................................................................................................................ 6
Mise en place/ Remplacement la pile ........................................................................................ 6
Sélection correcte du brassard.................................................................................................... 7
Mise en place du brassard........................................................................................................... 8
Comment faire des mesures correctes ..................................................................................... 8
Pendant la mesure........................................................................................................................ 8
Après la mesure............................................................................................................................. 8
La Mesure............................................................................................................................................. 9
Consignes et observations pour une mesure correcte .........................................................10
Qu’est ce que l’indicateur de RCI/FA? ...........................................................................................11
Qu’est-ce que la FA ? .......................................................................................................................11
Pression Sanguine ............................................................................................................................11
Qu'est-ce que la pression sanguine?.......................................................................................11
Qu'est-ce que l'hypertension et comment la contrôler? ........................................................11
Comment mesurer la pression sanguine chez soi?..............................................................12Classification de la pression sanguine suivant l'OMS............................................................12
Variations de la pression sanguine...........................................................................................12
Recherche des Pannes....................................................................................................................13
Entretien ..............................................................................................................................................13
Fiche Technique ................................................................................................................................14

Français 1

Chers Clients
Félicitations pour l’achat de ce moniteur de la pression sanguine A&D dernier cri, un desmoniteurs les plus avancés disponibles aujourd’hui. Etant étudié pour faciliter l’utilisation
et la précision, ce moniteur vous donnera au quotidien des mesures précises de lapression sanguine.
Lisez ce manuel entièrement et soigneusement avant d’utiliser l’appareil pour lapremière fois.

Remarques Préliminaires
Cet appareil est conforme à la directive européenne 93/42 EEC des appareils médicaux
de conformité (0123: Le numéro de référence au corps notifié
avec le marquage
concerné).
Cet appareil est conçu pour être utilisé sur les adultes, et non sur les nouveau-nés ou les enfants.
Lieu d’utilisation. Cet appareil est destiné à être utilisé par vous-même dans unenvironnement domestique de soins de santé.
Cet appareil est conçu pour mesurer la tension artérielle et la fréquence cardiaque despersonnes dans un objectif de diagnostic.

Précautions

Cet appareil est équipé de pièces de précision. C'est pourquoi il faut éviter de l'exposer àde fortes températures, une humidité extrême et au soleil. De même il faut éviter leschocs et le protéger de la poussière.
Nettoyez l’appareil et le brassard avec un chiffon doux et sec, ou un chiffon légèrement
humidifié avec de l’eau et un détergent neutre. N’utilisez jamais d’alcool, du benzène, dediluant ou autres produits chimiques pour nettoyer l’appareil ou le brassard.
Evitez de tordre le manchon ou de laisser le tuyau trop plié pendant de longues périodes
ce qui pourraient avoir une influence néfaste sur la durée de vie des pièces.
Veillez à ce que les bébés et les enfants en bas âge ne s’étranglent pas avec le tuyau.
Ne tordez pas le tuyau d’air pendant la mesure. La pression continue du brassard
pourrait vous blesser.
L'appareil et le manchon ne sont pas imperméables. Evitez de les mouiller avec de l'eau,
de la transpiration ou la pluie.
Il est possible que les mesures soient altérées si l’appareil est utilisé à proximité detéléviseurs, de fours à micro-ondes, de téléphones cellulaires, de sources derayonnement X ou d’autres appareils émettant de forts champs électriques.
Les dispositifs de communication sans fil, tels que les dispositifs réseau à domicile, lestéléphones mobiles, les téléphones sans fil et leurs stations de base, les talkies-walkies
peuvent affecter ce moniteur de pression sanguine. Une distance minimale de 30 cm
doit donc être observée pour ces dispositifs.
L’appareil usé, les pièces et la pile usées ne doivent pas être jetés comme les déchets
ménagers ordinaires, ils doivent être traités conformément à la législation locale envigueur.
Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur, assurez-vous qu'il peut être facilement retiré dela prise électrique si nécessaire.
Français 2

Lorsque vous réutilisez l'appareil, vérifiez qu'il est propre.
Ne modifiez pas l'appareil. Cela pourrait l'endommager ou provoquer des accidents.
Pour mesurer la tension artérielle, le bras doit être suffisamment pressé par le brassard
afin de bloquer temporairement la circulation sanguine dans l'artère. Cela peut provoquer
une douleur, un engourdissement ou une marque rouge temporaire sur le bras. Cet étatsurvient particulièrement si la mesure est répétée de manière successive.
Les douleurs, les engourdissements ou les marques rouges disparaissent avec le temps.
Une mesure trop fréquente de la pression sanguine peut nuire au flux sanguin. Si vous
utilisez l’appareil à plusieurs reprises, assurez-vous que l’utilisation de l’appareil n’entrave
pas la circulation sanguine de manière prolongée.
Veuillez consulter un médecin avant d’utiliser cet appareil si vous avez subi une
mastectomie.
Ne laissez pas d’enfants utiliser l’appareil par eux-mêmes et n’utilisez pas l’appareil dansun endroit où il se trouve à portée d’enfants en bas âge. Cela pourrait provoquer desaccidents ou des dommages.
L’appareil comporte de petites pièces qui risqueraient d’étouffer les enfants en bas âge
s’ils venaient à les avaler.
L’utilisation d’accessoires non décrits dans ce manuel peut compromettre la sécurité.
Si la pile est en court-circuit, elle peut devenir chaude et causer potentiellement desbrûlures.
Laissez l’appareil s’adapter à l’environnement ambiant avant utilisation (environ une
heure).
Aucun essai clinique n’a été mené sur les nouveau-nés et les femmes enceintes.
N’utilisez pas l’appareil sur des nouveau-nés ou des femmes enceintes.
Ne touchez pas la pile et le patient en même temps. Cela pourrait entraîner un chocélectrique.
Ne gonflez pas sans avoir enroulé le brassard autour de la partie supérieure du bras.

Contre-indications

Vous trouverez ci-après des précautions destinées à l'utilisation appropriée de l'appareil.
N'appliquez pas le brassard sur un bras sur lequel un autre équipement médicalélectrique est fixé. L'équipement pourrait ne pas fonctionner correctement.
Les personnes victimes d'une insuffisance circulatoire grave au niveau du bras doivent
consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter tout problème médical.
N'effectuez pas vous-même de diagnostic des résultats de la mesure et ne commencez
pas de traitement vous-même. Consultez toujours votre médecin pour une évaluation
des résultats et du traitement.
N'appliquez pas le brassard sur un bras portant une blessure non guérie.
N'appliquez pas le brassard sur un bras recevant un goutte-à-goutte intraveineux ou unetransfusion sanguine. Cela pourrait provoquer des blessures ou des accidents.
N'utilisez pas l'appareil en présence de gaz inflammables tels que des gaz anesthésiants.
Cela pourrait provoquer une explosion.
N'utilisez pas l'appareil dans des environnements à forte concentration d'oxygène, tels
qu'une chambre à oxygène sous haute pression ou une tente à oxygène. Cela pourrait
provoquer un incendie ou une explosion.
Français 3

Nomenclature
Plage d’accord appropriéeMarque de position
de l’artère

Piles 1,5 V(R6P, LR6 ou AA)

Tuyau d’air

Brassard

Bouton START(mise en marche)

Couvercle logement
de la pile
Marque d’index
Logement de la pile
Valve de dégonflage

Affichage
Poire en caoutchouc

Ecran d’Affichage

Symbole de RCI/FA
Pression diastoliquePression systolique
Pouls
Marque de dégonflage. Dégonfler l’air du brassard
Indicateur de la pile
Symbole de pression. Pomper l’air dans le brassard)

Marque de cœur. Mesure en cours

Français 4

Symboles
SymbolesFonction / Signification
Traitement
Pour allumer ou éteindre l’appareil
Repères pour installer la pile
Type BF: L’appareil, le brassard et les
tubes isolants ont été conçus demanière à fournir une protection
particulière contre les électrochocs.
Cet indicateur apparaît lorsque laest en train
mesure est en cours. Il clignote quand L’appareilde mesurer, restez
les pulsations cardiaques sontcalme.
détectées.
Symbole de RCI/FA
Ce symbole apparaît en cas de détection d’unrythme cardiaque irrégulier. Il est susceptible des’allumer lors de la détection d’une très faible
vibration telle qu’un frissonnement ou un
tremblement.
Clignote quand il y a de l’air restantAppuyer sur le bouton
dans le brassard.
de la valve deClignote à l’achèvement de la mesuredégonflage pourjusqu’à ce que le dégonflage soit
dégonfler l’air duaccompli.
brassard.
Pomperl’air dans leClignote quand la pression n’est pas
brassard avec la poireassez importante pour la mesure.
en caoutchouc.

PILE PLEINE
L’indicateur de la tension la pile pendant
la mesure.
Remplacez toutes la pile
PILE FAIBLE
par des neuves quand cet
La tension la pile est faible quand il
indicateur clignote.
clignote.
Recommencez la mesure.
Apparaît en cas de fluctuation de laparfaitement
pression due à un mouvement pendant Restez
tranquillependant lala mesure.
mesure.
Apparaît si la différence entre lapression systolique (tension maxima) etla pression diastolique (tension minima)
est inférieure à 10 mmHg.
Apparaît lorsque la pression n’augmente Attachez le brassard
correctement, et
pas pendant le gonflage du brassard.
recommencez la mesure.
Apparaît lorsque le brassard n’est pas
attaché correctement.
La pression n’est pas détectéecorrectement.
Label des appareils médicaux
conformes à la directive européenne.
Représentant UE
FabricantFrançais 5

Symboles

Fonction / Signification
Date de fabrication

Traitement

Marquage WEEE

SN
IP

Consultez le manuel/la brochure d'instructions
Numéro de série
Symbole de protection internationale
Maintenir sec

Utilisatio n de l’appareil
Mise en place/ Remplacement la pile
1. Enlevez le couvercle de la pile.
2. Insérez une nouvelle pile dans lecompartiment de pile comme indiqué,
en prenant garde que la polarité (+) et(-) soit correcte.
Utilisez seulement la pile R6P, LR6,
AA ou celle équivalente.

Couvercle de pile

Pile

3. Fermez le couvercle de la pile.

ATTENTION

Veillez à insérer la pile dans le bon sens, sinon l’appareil ne fonctionnera pas.
Lorsque la marque(pile faible) apparaît sur l’écran, changez la pile par une neuve.
La marque(pile faible) n'apparaît plus lorsque la pile est épuisée.
La durée de vie de la pile varie avec la température ambiante et peut être raccourcie pardes températures basses. En général, une nouvelle pile LR6 dure approximativement
21 mois en cas de mesure six fois par jour.
Utilisez uniquement la pile spécifiée. La pile fournie avec l’appareil est pour tester lesperformances de l’écran d’affichage et peut donc avoir une courte durée de vie.
Enlevez la pile quand l’appareil n'est pas utilisé pendant une longue durée.
La pile pourrait fuir, ce qui entraînerait un mauvais fonctionnement de l’appareil.
Les données conservées dans la mémoire s'effacent lorsque vous retirez la pile.

Français 6

Utilisation de l’appareil
Sélection correcte du brassard

L’emploi d’une taille correcte du brassard est important pour la précision de la mesure. Si
le brassard n’est pas à la taille appropriée, la lecture peut donner une valeur incorrecte dela pression sanguine.
La mesure de bras est imprimée sur chaque brassard.
L’index et la plage d’accord appropriée sur le brassard vous indiquent si vous mettez lebrassard correctement. (Voir "Mise en place du brassard" à la page suivante.)
Si l’index se trouve en dehors de a plage, prière de prendre contact avec votre
revendeur local afin d’acheter le brassard pour le remplacement.
Le brassard est un produit consommable. S’il est usé, achetez-en un neuf.
Taille du bras
Taille du brassard recommandéeNuméro du catalogue
32cm à 45cm
Brassard adulte de grande taille
CUF-D-LA22cm à 32cm
Brassard adulte
CUF-D-A
Taille du bras：La circonférence de le biceps.
Remarque:Ce moniteur UA-704 n’est pas prévu l'utilisation d'un petit brassard.

Symboles imprimés sur le brassard
SymbolesFonction/Description
Marque de position de l’artère▲
REF

Action recommandée
Réglez la marque sur l’artère
du bras supérieur ou alignez-la
sur l'annulaire sur l'intérieur du
bras.

Index
Numéro du catalogue
Plage d’ajustement appropriéepour le brassard adulte. Imprimé
sur le brassard adulte.

le brassard adulte dePlage supérieure imprimée sur le Utilisez
grande taille au lieu du brassard
brassard adulte.
adulte.
Plage d’ajustement appropriéepour le brassard adulte degrande taille. Imprimé sur lebrassard adulte de grande taille
Plage inférieure imprimée sur lebrassard adulte.

le brassard adulte au
Plage inférieure imprimé sur le Utilisez
du brassard adulte debrassard adulte de grande taille. lieu
grande taille.

Numéro de lot
Brassard adulte
de grande taille

Plage d’accord appropriéePlage d’accord appropriée
Brassard adulte
Français 7

Utilisation de l’appareil
Mise en place du brassard

1. Enroulez le brassard autour du bras, à 1 ou 2
cm au-dessus du coude, comme indiqué surl’illustration ci-contre. Placez le brassard
directement sur la peau, car un vêtement
pourrait assourdir la pulsation et provoquer
une erreur de mesure.

Ne remontez pas la manche eroitement.
Brassard
1 - 2 cm

Marque deposition de l’artère

2. Une compression de la partie supérieure dubras, provoquée par un retroussement trop
serré de la manche, peut empêcher
l'obtention de mesures précises.

Veillez à bien fixer
l'attache à tissu.
Tuyau d’air

3. Confirmez que l’index▲se trouve à l’intérieurde la plage d’accord appropriée.
Index

et la plage d’accord approriée

Comment faire des mesures correctes
Pour une meilleure précision des mesures de la pression sanguine :Asseyez-vous confortablement sur une chaise. Posez le bras sur la table. Ne croisez
pas les jambes. Gardez les pieds au sol et tenez le dos bien droit.
Se relaxer pendant 5 à 10 minutes avant de commencer les mesures.
Lever le bras de sorte que le centre du brassard soit à la même hauteur que le cœur.
Bouger le moins possible et rester calme pendant les mesures.
Ne pas faire de mesure juste après un effort physique ou un bain. Se reposer pendant
20 à 30 minutes avant de faire les mesures.
S’efforcer de mesurer la tension à la même heure tous les jours.

Pendant la mesure

Pendant la mesure, il est normal que l'on sente que le manchon soit très serré. (Ne pas
s'inquiéter.) Mesurez votre pression sanguine conformément à la section “Mesures”.

Après la mesure

Appuyez sur la valve de dégonflage pour dégonfler l’air du brassard. Après la mesure,
appuyez sur le bouton START pour éteindre l’appareil.
Enlevez le brassard et notez votre tension et votre pouls.
Remarque: Cet appareil est doté de la fonction de mise hors tension automatique, quiéteint un appareil automatiquement dans un délai d’une minute après lamesure.
Attendez au moins trois minutes avant de refaire les mesures sur la mêmepersonne.
Français 8

La Mesure
1. Asseyez-vous confortablement en mettant le brassard au bras (gauche de préférence).
Bouton START

2. Appuyez sur le bouton START (mise en marche).
Quand le bouton START est appuyé, tous les symbolesd’affichage apparaitront pendant environ une seconde.
Quand le “zéro” est en train de clignoter, l’appareil est prêtà la mesure. Si la marque apparaît, le brassard
contient encore de l'air. Appuyez sur le bouton de la valve
de dégonflage jusqu’à ce que la marque apparaisse.

Pressez la poireen caoutchouc.
3. Gonflez le brassard en pressant la poire en caoutchouc.
Le chiffre sur la gauche dePoire enl’affichage montre la pression
caoutchouc.
courante quand vous gonflez leArrêtez de presser labrassard.
poire en caoutchoucArrêtez de presser la poire enquand la marquecaoutchouc quand la marquedisparaît.
disparaît.
Pendant que ladétection du pouls est
en cours, cette
4. Quand le gonflage est complet, lemarqueclignote.
mécanismededégonflage
automatique réduira graduellement
la pression dans le brassard et la
Pression courante.
apparaîtra avec lamarqueChassede l’air automatiquepression courante lue sur la gauche.
Etant graduellement réduit
Restez tranquille pendant laMesure en cours
mesure. Quand un pouls est
détecté, la marque clignotera àl’unisson du pouls de la personnequi est surveillée.
Clignotant
5. Quand le gonflage est complet, lamarque apparaîtra. La pression
systolique est affichée sur la gauche.
La pression diastolique est affichée
sur la droite. La pulsation alterne
avec les affichages systolique etdiastolique.

Pression systoliquePression diastolique
Affichage alternatif
Pulsation

Vers la page prochaine
Français 9

La Mesure
De la page précédente
6. Appuyer sur le bouton de la valve de dégonflage pourchasser l’air complètement du brassard.
Quand une mesure se fait avec la pression insuffisante,
le marque apparaîtra. Re-gonflez le brassard vers unepression. Arrêtez de presser la poire en caoutchoucquand la marque disparaît.
Quand une mesure se fait avec un pouls erratique ou
apparaîtra..
dans un environnement très bruyant,
7. Eteindre l’appareil.
Appuyez sur le bouton START pour éteindre l’appareil.
L’appareil sera en mode d’attente.

Appuyer sur la valve
de dégonflage.
Poire encaoutchouc

Chasse de l’air
du brassard

Bouton START.

8. Mesures subséquentes
Si une mesure subséquente est demandée, éteignez l’appareil et allumez le denouveau. Quand le “zéro” apparaît, l’appareil est prêt pour une autre mesure.
Remarque: Il faut compter au moins trois minutes entre plusieurs mesures sur lamême personne.
9. Fonction d’arrêt automatique
Si l’appareil est laissé en marche après une mesure, il s’éteindra automatiquement
après environ une minute. Il peut être éteint à n’importe quel moment en appuyant sur
le bouton START .

Consignes et observations pour une mesure correcte
Asseyez-vous confortablement. Posez le bras sur une table, la paume dirigée vers lehaut et le brassard au même niveau que le cœur.
Détendez-vous pendant cinq à dix minutes avant de commencer la mesure. Si vousêtes énervé ou au contraire déprimé , cela se reflètera sur votre tension de même que
sur votre pouls.
Votre pression sanguine varie constamment, dépendant de ce que vous êtes en train defaire et de ce que vous avez mangé. D’autre part, certaines boissons ont un effet très fort
et très rapide sur la tension artérielle.

Français 10

La Mesure
Cet appareil se réfère aux pulsations cardiaques pour mesurer la tension et le pouls. Par
conséquent, si vos pulsations sont faibles ou irrégulières, l’appareil pourrait avoir desdifficultés à mesurer votre tension artérielle.
Au cas où l’appareil détecte une condition anormale, il s’arrête de mesurer et affiche unsymbole d’erreur. Voir la page 5 pour la description des symboles.
Cet appareil de la pression sanguine est destiné pour une utilisation unique par despersonnes adultes. Avant de l’utiliser pour mesurer la pression d’un enfant, consultez
avec votre médecin. Ne laissez jamais un enfant prendre lui-même sa tension sanssurveillance.
La performance du tensiomètre automatique peut être affectée par une température,une humidité ou une altitude excessives.

Qu’est ce que l’indicateur de RCI/FA?
Lorsque le moniteur détecte un rythme irrégulier pendant les mesures, l’indicateur de
RCI/FA apparaît à l’écran avec les valeurs mesurées.
Note: Nous vous recommandons de contacter votre médecin si vous voyez
fréquemment cet indicateur de RCI/FA :.

Qu’est-ce que la FA ?
Le cœur se contracte en raison des signaux électriques se produisant dans le cœur etenvoie le sang dans tout le corps. La fibrillation auriculaire (FA) se produit lorsque lesignal électrique dans l’oreillette est troublé et provoque des perturbations dans l’intervalle
des pulsations. La FA peut causer la stagnation du sang dans le cœur, ce qui peutfacilement créer des caillots sanguins, cause d’AVC et de crise cardiaque.

Pression Sanguine
Qu'est-ce que la pression sanguine?

La pression sanguine est la force avec laquelle le sang vient frapper
contre les parois des artères. La pression systolique se produit lorsque lecœur se contracte. La pression diastolique se produit lorsque le cœur sedétend.
La pression sanguine est mesurée en millimètre de mercure (mmHg). La pression
sanguine naturelle d’un individu est représentée par la pression fondamentale qui est
mesurée avant toute activité, le matin au lever du lit, et avant de manger ou de boire.

Qu'est-ce que l'hypertension et comment la contrôler?

L’hypertension est une tension artérielle anormalement élevée. Non surveillée,l’hypertension peut provoquer de nombreux problèmes de santé, notamment une
attaque d’apoplexie ou une crise cardiaque.
L’hypertension peut être contrôlée en changeant son style de vie, en évitant tout stress etavec des médicaments sous la surveillance médicale.
Pour empêcher l’hypertension ou la garder sous contrôle:
Ne pas fumer.
Faire régulièrement des exercices
Réduire sa consommation de sel etphysiques.
de graisse.
Effectuer régulièrement desMaintenir un poids adéquat.
visites médicales.

Français 11

Pression Sanguine
Comment mesurer la pression sanguine chez soi?

Lorsque la tension est mesurée à l’hôpital ou dans le cabinet du médecin, on ne parvientpas toujours à se décontracter, ce qui peut avoir pour effet de faire monter la tension de25 à 30 mmHg plus élevée que la tension mesurée chez soi. Le fait de mesurer sa
tension tranquillement chez soi réduit les influences extérieures sur la valeur de la tension,
complète les mesures effectuées par le médecin et permet d’établir un relevé plus préciset plus complet de sa tension artérielle.

Classification de la pression sanguine suivant l'OMS
Les critères d'évaluation pour une
haute pression sanguine, sansregarder l'âge, ont été établis parl'Organisation Mondiale de laSanté (OMS) comme indiquédans le graphique.

Variations de la pression sanguine

Pression sanguine

Variation typique au cours de la journée
La tension artérielle (ou pression sanguine)(mesures effectuees toustes les cinq minutes)
d’un individu varie fortement selon lemmHg
Systolique
moment de la journée et selon la saison.
Ainsi, elle peut varier de 30 à 50 mmHg
dans une même journée selon un
ensemble de conditions. Chez lespersonnes hypertendues, ces variations
sont souvent encore plus prononcées.
Normalement, la pression augmente
pendant le travail ou le jeu et tombe à son
Diastolique
Sommeilplus bas niveau pendant le sommeil. ParPM
AM Heure
conséquent ne pas trop s'inquiéter desrésultats d'une seule mesure.
Mesurez votre tension tous les jours à la même heure (en suivant la procédure décritedans ce manuel) pour connaître votre pression sanguine normale. Ces mesuresquotidiennes vous permettront d’établir un relevé plus complet de votre tension.
Veillez à bien noter la date et l'heure lorsque vous enregistrez votre pression. Consultez
votre médecin pour interpréter les données recueillies.

Français 12

Recherche des Pannes
Problème
Cause probable
Traitement recommandéRemplacer la pile usée par une
Rien n'apparaît La pile est épuisée.
neuves.
sur l'affichage,même lorsque
Mettre la pile dans le bon sens enl'on met
Les bornes la pile ne sont pas faisant correspondre la borne positive
l'appareil enou négative comme indiqué sur ledans le bon sens.
marche.
manchon.
Le brassard est mal
Serrer correctement le brassard.
serré.
Vous avez bougé votre bras Ne pas bouger et rester calme pendant
ou autre pendant la mesure. la mesure.
L’appareil ne
fait pas les
S'asseoir confortablement et ne pas
mesures. Lesbouger. Posez le bras sur une table, lalectures sontLe brassard est mal placé.
paume dirigée vers le haut et letrop hautes ou
brassard au même niveau que letrop basses.
cœur.
Si votre pouls est faible ou irrégulier,l'appareil aura des difficultés àdéterminer votre pression sanguine.
La valeur est différente de Voir le paragraphe "Comment
celle mesurée dans une mesurer la pression sanguine
clinique ou chez lechez soi ?".
médecin.
AutresRetirer la pile. La remettre correctement
en place et essayer à nouveau demesurer.
Remarque: Si les remèdes décrits ci-dessus ne suffisent pas pour résoudre les problèmes,contactez votre revendeur. N’essayez pas d’ouvrir ou réparer vous-même cetappareil, car n’importe quel essai de ce genre pourrait invalider votre garantie.

Entretien
Ne pas ouvrir l'appareil car il comporte des composants électriques sensibles et une
unité d'air complexe qui pourraient être endommagés. Si vous n'arrivez pas à situer unproblème avec le tableau de recherche de problèmes, demandez au service après
vente de votre revendeur ou du groupe de service A & D. Le groupe de service A & D
vous fournira des informations techniques sur les fournisseurs agréés, les pièces et lesunités de rechange.
Cet appareil a été dessiné et fabriqué pour une longue période de service. Mais il est
généralement recommandé de le faire vérifier tous les 2 ans pour assurer lefonctionnement correct et la précision. Veuillez contacter votre revendeur autorisé ou legroupe de service A&D pour l’entretien.

Français 13

Fiche TechniqueType

UA-704

Méthode de mesure
Plage de mesure

Mesure oscillométriquePression: de 0 à 299 mmHg
Pression systolique : de 60 à 279 mmHg
Pression diastolique : de 40 à 200 mmHg
Pouls : de 40 à 200 pulsations / minute

Précision de mesure

Pression : ±3 mmHg
Pouls :
±5 %Nombre de mesures

Environ 4000 mesures, lorsque des piles
alcalines AA sont utilisées, avec une valeurde tension de 180 mmHg à une températureambiante de 23 °C

Consommation électrique

1 ×1.5V pile (R6P, LR6, ou AA)

Classification

Équipement a alimentation interne ME
Mode de fonctionnement en continu

Test clinique

Conformément à ISO81060-2：2013

EMD

IEC 60601-1-2: 2014

Condition de fonctionnement

de +10 à + 40 °C (hum. rel. de 15 à 85 %)de 800 à 1060 hPa

Condition de stockage / Transport de -20 à + 60 °C (hum. rel. de 10 à 95 %)de 700 à 1060 hPa
Dimensions

environ 100 [l] x 31 [h] x 51 [p] mm

Poidsenviron 73 g, sans la pile

Protection

Appareil: IP20

Partie appliquée

Brassard Type BF

Durée de vie utile

Appareil: 5 ans (six utilisations par jour)Brassard: 2 ans (six utilisations par jour)

Accessoires vendus séparément
Brassard Numéro du catalogue Taille du brassard recommandée Taille du bras
CUF-D-LA
Brassard adulte de grande taille 32cm à 45cm
22cm à 32cm
CUF-D-A
Brassard adulte
Taille du bras： La circonférence de le biceps.
Remarque: Ces caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.
Le classement IP indique les degrés de protection fournis par les coffrets deprotection conformément à la norme CEI 60529. Cet appareil est protégé
contre les corps étrangers solides de 12 mm de diamètre et plus, tel qu’undoigt. Cet appareil n’est pas protégé contre l’eau.

Français 14

A&D Company, Ltd.
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands
Tel: [31] (70) 345-8570
Fax: [31] (70) 346-7299
A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY
United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd 爱安德技研贸易（上海）有限公司
中国 上海市自由贸易试验区浦东南路855号世界广场32楼C,D室 邮编200120(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road,China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone,
200120, China)
电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED( 509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India ): 91-124-4715555: 91-124-4715599