Česky (Překlad)Záznamník pro ambulantnímonitor krevního tlaku

Ambulantní monitor krevního tlaku

1WMPD4003692B

2201

2017 A&D Company, Limited. Všechna práva vyhrazena.
Žádná část této publikace nesmí být bez písemnéhosvolení společnosti A&D Company, Limited v jakékoli formě
reprodukována, přenášena, přepisována nebo překládána
do jakéhokoli jazyka.
Obsah tohoto návodu a specifikace přístroje, které jsou
popsány v tomto návodu, mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
Značka a loga Bluetooth® jsou registrovanými obchodními
známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré případy
použití těchto známek společností A&D podléhá licenci.
Další obchodní známky a názvy jsou vlastnictvím jejichpříslušných majitelů.

ShodaShoda s evropskou směrnicíZařízení odpovídá směrnici pro lékařské přístroje 93/42/EEC.
To ukazuje známka shody CE spolu s referenčním číslem určeného
orgánu.
Zařízení odpovídá směrnici RoHS 2011/65/EU.
Zařízení odpovídá směrnici o rádiových zařízeních 2014/53/EU.
Společnost A&D Company, Limited tímto prohlašuje, že zařízení
odpovídá směrnici o rádiových zařízeních 2014/53/EU.
Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetovéadrese: https://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Shoda s pravidly FCC
Toto zařízení odpovídá pravidlům FCC, části 15. Pro provoz zařízení
je nutné splnit následující dvě podmínky: (1) Toto zařízení nemůže
způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí snést jakékoli rušení, včetně
rušení, které může být příčinou nežádoucího provozu. (FCC = Federal
Communications Commission v USA)UPOZORNĚNÍ FCC
Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny stranou
odpovědnou za dodržování předpisů, mohou způsobit zrušení
oprávnění uživatele zařízení provozovat. Tento vysílač nesmí být
umístěn ani provozován ve spojení s žádnou jinou anténou nebo
vysílačem. Toto zařízení vyhovuje limitům působení záření FCC
stanoveným pro neřízené prostředí a splňuje požadavky směrnicepro limity vlivů rádiové frekvence (RF) dle FCC. Toto zařízení má velmi
nízké úrovně radiofrekvenční energie, které jsou považovány za
vyhovující bez testování specifického absorpčního poměru (SAR).
TM-2441i

Shoda s předpisy IC
Toto zařízení splňuje požadavky licence na výjimku Industry Canadaz normy RSS. Pro provoz zařízení je nutné splnit následující dvě
podmínky: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení
musí být schopno přijmout jakékoli rušení, včetně toho, které můžezpůsobit nežádoucí provoz zařízení.
Toto zařízení vyhovuje limitům působení záření IC stanoveným proneřízené prostředí a splňuje požadavky RSS-102 předpisů IC pro
vystavení vlivům radiofrekvenčního záření (RF). Toto zařízení mávelmi nízké úrovně radiofrekvenční energie, které jsou považovány
za vyhovující bez testování specifického absorpčního poměru (SAR).

Shoda s australskými rámcovými požadavky EMD
Zařízení splňuje následující požadavky:
Emisní norma EMD pro průmyslová, vědecká a lékařská zařízení AS /NZS 2064: 1997, obecná norma odolnosti EMD AS/NZS 4252. 1:1994.
Výše uvedené je prokázáno značkou C-Tick.

Přenosy Bluetooth®
Toto zařízení je vybaveno funkcí bezdrátové technologie Bluetootha může se připojit k jinému zařízení Bluetooth, které je lékařským
přístrojem podporujícím technologii Bluetooth.
Aplikace a zařízení, které je kompatibilní se zařízením Bluetooth 4.1.
Každé zařízení vyžaduje aplikaci pro příjem dat.

ii

Definice výstrah
Aby nedošlo k nehodám způsobeným nevhodnou manipulací,obsahují tento výrobek a návod k němu následující varovné nápisy
a značky.
Význam těchto varovných nápisů a značek je následující.

Definice výstrah
NebezpečíBezprostředně nebezpečná situace, která, pokud
nastane, povede ke smrti nebo vážnému zranění.

Varování

Potenciálně nebezpečná situace, která, pokud nastane,může vést ke smrti nebo vážnému zranění.

Upozornění

Potenciálně nebezpečná situace, která, pokud nastane,může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění.
Může se také použít k varování před nebezpečnými
postupy.

Příklady symbolů
Symboloznačuje „Upozornění“. Povaha potřebné
opatrnosti je popsána uvnitř symbolu nebo v jeho blízkosti
pomocí textu nebo obrázku. Příklad označuje upozornění nanebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Symboloznačuje „Nedělat“. Zakázaná akce je popsána
uvnitř symbolu nebo v jeho blízkosti pomocí textu nebo obrázku.
Příklad označuje „Nedemontovat“.
Symboloznačuje povinnou akci. Povinná akce je popsána
uvnitř symbolu nebo v jeho blízkosti pomocí textu nebo obrázku.
Příklad označuje obecnou povinnou akci.

Jiné
Poskytuje informace užitečné pro uživatele při ovládání

Poznámka zařízení.

Bezpečnostní opatření pro každou operaci jsou popsána na stránkách
tohoto návodu. Před použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku.
iii

Bezpečnostní opatření pro použití
Chcete-li přístroj TM-2441 (záznamník pro ambulantní monitor
krevního tlaku) bezpečně a správně používat, před použitím monitoru
si pečlivě prostudujte následující bezpečnostní opatření. Následující
obsah shrnuje obecné záležitosti, které ovlivňují bezpečnost pacientů
a obsluhy a bezpečné zacházení s monitorem. Bezpečnostní opatření
pro každou operaci jsou popsána na stránkách tohoto návodu. Předpoužitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku.
1. Upozornění, když záznamník přenášíte a ukládáte.

Nebezpečí
Záznamník uchovávejte mimo prostory, kde jsou přítomnahořlavá anestetika nebo hořlavé plyny, vysokotlaké kyslíkové
komory a kyslíkové stany. Používání záznamníku v těchto
oblastech může způsobit výbuch.
Nepoužívejte záznamník společně se systémem magnetické
rezonance (MRI).

Upozornění
Aby se zachovaly funkce zařízení, když záznamník přenášíte
a ukládáte, vezměte v úvahu následující podmínky. Funkčnost
záznamníku může ovlivnit vysoká teplota, vlhkost a nadmořská
výška.
Vyhněte se místům, kde na záznamník může vystříknout voda.
Vyhněte se místům s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí,přímým slunečním světlem, prachem, solí a sírou ve vzduchu.
Vyhněte se místům, kde může dojít ke sklopení záznamníku,
jeho vibracím nebo nárazům do něj (i během přepravy).
Vyhněte se místům, kde se skladují chemické látky nebo kde jepřítomen plyn.
iv

Upozornění
Provozní podmínky:Teplota:+10 °C až +40 °C,
Vlhkost:
30 %RH až 85 %RH (bez kondenzace).
Podmínky při přepravě a skladování:
Teplota:-20 °C až +60 °C,
Vlhkost:
10 %RH až 95 %RH (bez kondenzace).
2. Upozornění před použitím záznamníku.

Upozornění
Ujistěte se, že záznamník pracuje bezpečně a správně.
Když se záznamník používá ve spojení s dalšími přístroji, můžeto vést ke stanovení nesprávné diagnózy nebo k problémům
s bezpečností. Ujistěte se, že zařízení lze bezpečně připojit.
Zkontrolujte vzájemné rušení s jinými lékařskými přístroji.
Ujistěte se, že záznamník lze používat bezpečně.
Používejte příslušenství, možnosti volby a spotřební materiál
specifikovaný společností A&D.
Pečlivě si přečtěte uživatelské příručky dodávané s volitelnými
položkami. Upozornění a varování nejsou popsána v tétopříručce.
Pro bezpečné a správné používání tohoto záznamníku jej předpoužitím zkontrolujte.
Před použitím ponechte záznamník jednu hodinu nebo délev normálním provozním stavu a poté jej zapněte.
K USB konektoru připojujte pouze určená periferní zařízení.
Nepřipojujte žádné jiné přístroje.
Nepřipojujte k zásuvce konektoru vzduchu žádnou manžetu,kromě manžety povolené společností A&D.
v

Příprava záznamníku
Než záznamník použijete pro dalšího pacienta, vymažte poslednív něm uložená data.
Než záznamník použijete pro dalšího pacienta, vyměňte baterie.
Přístroj
Záznamník používejte pouze pro diagnózu a nápravná opatření.
Ujistěte se, že vzduchovou hadičku a manžetu pacient nosí ve
správné poloze. (Příklad: přehnutí a pnutí vzduchové hadice,umístění a směr manžety)Pokyny pro pacienta, jak má zařízení nosit
Informujte pacienta o tom, jak má používat přepínač AUTO „OFF“k zastavení záznamníku, je-li osamocen a vyskytne se problém.
Poučte pacienta, aby si záznamník rychle sundal, pokud pocítí bolest
nebo bude mít nějaké problémy.
Dávejte pozor, když zařízení používáte v blízkosti malých dětí, protože
hrozí riziko udušení vzduchovou hadičkou.
3. Upozornění ohledně baterií používaných pro měření krevního tlaku.

Upozornění
Baterie instalujte v souladu se značkami polarity „+“ a „-“uvedenými na krytu baterie. (Sledujte polaritu)Použité baterie nahraďte novými najednou.
Pokud záznamník nebudete delší dobu používat, vyjměte z nějbaterie. Baterie mohou vytéct a způsobit nesprávnou funkci přístroje.
Použijte dvě alkalické baterie (velikost AA) nebo specifikované
dobíjecí baterie (velikost AA, Ni-MH).
Pomocí baterie stiskněte a podržte pružinovou svorku „-“.
Zasuňte a nainstalujte svorku „+“ baterie na svorku „+“ v oddílu
pro baterie. Pokud by se baterie instalovala nejdříve svorkou „+“,
mohlo by dojít k poškození krytu.
viUpozornění
Nedotýkejte se zároveň baterie a pacienta. Mohlo by dojítk úrazu elektrickým proudem.
Nemíchejte staré baterie s novými. Nepoužívejte baterie různého
typu a výrobce. Pokud byste to udělali, hrozí vytečení, přehřátí
a exploze. Mohlo by dojít k narušení funkce záznamníku.
4. Bezpečnostní opatření během používání.

Nebezpečí
Záznamník nepoužívejte při jízdě v automobilu nebo jiném vozidle.
Příklad: Záznamník může při řízení vozidla omezit hybnostpaží nebo těla, atd.

Varování
Tento lékařský přístroj může obsluhovat lékař nebo osoba
k tomu ze zákona oprávněná. Pacientovi vysvětlete správný
způsob používání a ujistěte se, že bude schopen záznamníkpřestat používat, pokud se vyskytnou nějaké problémy.
Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti záznamníku(méně než 30 cm). Mohlo by dojít k poruše.

Upozornění
Pokud pacient pociťuje bolest v paži nebo je měření nesprávné,přestaňte záznamník používat a přepínač AUTO uveďte dopolohy „OFF“.
Nepoužívejte záznamník v silném magnetickém ani elektrickém
poli.
Nepoužívejte záznamník u pacienta, který používá přístroj pro
mimotělní oběh.
vii

Poznámka
Pokyny pro pacienta
Pokud klesne teplota, kapacita baterie se sníží a zmenší se i početměření.
5. Upozornění po použití záznamníku.

Upozornění
Zpracovávání naměřených údajů
Naměřená data zpracujte ihned pomocí vyhrazeného periferníhozařízení.
ZáznamníkPříslušenství vyčistěte, srovnejte a uložte.
Vyčistěte záznamník pro další měření.
Přepínač AUTO uveďte do polohy „OFF“. Pokud ponechátepřepínač AUTO v poloze „ON“, začne tlakování pro
automatické měření v příštím čase spuštění měření
a manžeta nebo další části by se mohly nafouknutím poškodit.
Pokud záznamník nebudete delší dobu používat, vyjměte z nějbaterie. Baterie mohou vytéct a poškodit záznamník.
Dbejte na to, aby záznamník nepoužívaly samotné děti.
Záznamník nedávejte na místa, kde by na něj mohly dosáhnout
malé děti. Mohlo by dojít k úrazu nebo poškození přístroje.
Při připojování a odpojování kabelu držte konektor za kryt.
Netahejte za kabel.

viii

Poznámka
Upozornění po použití záznamníku (TM-2441)
Naměřená data zpracujte ihned po dokončení měření pomocí
vyhrazeného periferního zařízení.
Záložní dobíjecí lithiová baterie
Záznamník je dodáván se záložní lithiovou baterií. Tato baterie napájí
vestavěné hodiny, když se vyměňují tužkové baterie AA používané proměření krevního tlaku. Lithiová baterie se nabíjí z tužkových baterií AA.
Jak prodloužit životnost záložní bateriePři prvním použití zařízení po jeho zakoupení nebo po skladovánív délce minimálně jeden měsíc vyměňte baterie a dobijte záložní
baterii. Stačí, když se záložní baterie nabíjejí 48 hodin nebo více.
(Záložní baterie se vždy nabíjí z tužkových baterií AA.)Když se na kontrolce baterie objeví symbol, vložte dvě novétužkové baterie AA.
Když se na kontrolce baterie objeví symbol, nelze provádět
měření krevního tlaku ani komunikaci. Vložte dvě nové tužkové
baterie AA.
Pokud záznamník nepoužíváte měsíc nebo déle, staré baterievyjměte, abyste předešli jejich vytečení.

ix

6. Nápravná opatření, když se na zařízení objeví chyba

Varování
Zařízení vypněte a vyjměte tužkové baterie AA. Pokud se svorky
baterie zkratují, baterie se může přehřát.
V případě poruchy se záznamník může během měření silně
zahřívat, pracujte s ním opatrně.
Na záznamník dejte cedulku „Porucha“ nebo „Nepoužívat“.
Spojte se s prodejcem.
Pokud je čas měření delší než 180 sekund nebo tlak vzduchupřekročí 299 mmHg, záznamník okamžitě vypněte.
7. Pokyny pro údržbu

Varování
Pokud jste záznamník delší dobu nepoužívali, ověřte si jeho
správnou funkci a bezpečný chod.
Abyste zajistili správné měření a bezpečný chod, proveďte předměřením kontrolu a údržbu zařízení. Uživatel (nemocnice,zdravotnické zařízení atd.) je odpovědný za správu lékařských
přístrojů. Pokud se kontrola a údržba neprovádí správně, můžedojít k nehodě.

Upozornění
Pro čištění záznamníku používejte suchý hadřík bez chlupů.
Nepoužívejte těkavé látky, jako jsou ředidlo nebo benzín.
Nepoužívejte vlhký hadřík.
Záznamník (zdravotnické elektrické zařízení) nikdy nerozebírejte
ani neupravujte. Mohli byste ho poškodit.

x8. Upozornění a nápravná opatření při poruše kvůli silnému
elektromagnetickému poli

Upozornění
Záznamník splňuje požadavky normy EMD IEC60601-1-2: 2014.
Aby se však zabránilo elektromagnetickému rušení od jiných
zařízení, nepoužívejte v blízkosti záznamníku mobilní telefony.
Pokud je záznamník umístěn v blízkosti silných
elektromagnetických polí, může šum ovlivnit křivku průběhu
a způsobit poruchy. Pokud při používání záznamníku dojde
k neočekávaným poruchám, zkontrolujte případné
elektromagnetické rušení a proveďte příslušná opatření.
Připojení Bluetooth nepoužívejte v dosahu bezdrátové sítě LAN
ani jiných bezdrátových zařízení, poblíž zařízení emitujících
rádiové vlny (například mikrovlnné trouby), na místech, kde jehodně překážek, nebo na jiných místech, kde může být signálslabý. Mohlo by docházet k častým výpadkům spojení, velmi
pomalé komunikaci a chybám.

Upozornění
Obecné příčiny poruch a příslušná nápravná opatření jsou
uvedena v následujících příkladech.
Používání mobilních telefonů
Rádiové vlny mohou být příčinou neočekávaných poruch.
Bezdrátová komunikační zařízení, zařízení domácí sítě, jako
jsou bezdrátové telefony a podobná komunikační zařízení,mohou ovlivnit funkci záznamníku. Proto je nutné jeuchovávat ve vzdálenosti alespoň 30 cm nebo více odzáznamníku.
xiUpozornění
Pokud se v oblasti použití záznamníku vyskytuje statická
elektřina (výboje ze zařízení nebo okolí)Před použitím záznamníku se ujistěte, že obsluha i pacientuvolnili veškerou statickou elektřinu.
Místnost zvlhčujte.
Používání záznamníku v blízkosti zařízení využívajícího
bezdrátové sítě LAN IEEE802.11g/b/n může vést ke
vzájemnému ovlivňování, což může způsobit pomalejší
komunikaci nebo narušit připojení. V takovém případě vypněte
napájení přístroje, který se nepoužívá, nebo použijte monitor
jinde.

9. Ochrana životního prostředí

Upozornění
Před likvidací záznamníku z něj vyjměte lithiovou baterii.

xii

Bezpečnostní opatření pro bezpečné měření
Tato část popisuje bezpečnostní opatření pro měření a snímač.
Informujte pacienta o následujícím obsahu a vysvětlete jej. Instruujte
pacienta o správném použití zařízení.

Měření krevního tlaku

Varování
Zajistěte, aby trubka nebyla nadměrně ohnutá a aby správně
proudil vzduch. Pokud použijete ohnutou hadici, může v manžetě
setrvat tlak vzduchu, který může zastavit průtok krve do paže.
Neměřte krevní tlak na paži pacienta v případě, že tento vykazuje
následující stavy. Mohlo by dojít k nehodě nebo zhoršení zranění.
1) Zranění nebo onemocnění paže.
2) Paže s připojenou kanylou intravenózní infuze nebo krevnítransfuze.
3) Končetina určená pro umělou dialýzu.
4) Pacient je již dlouho upoután na lůžko
(pokud existuje možnost trombu).

Upozornění
Pokud se vyskytují problémy s měřením, zkontrolujte stavpacienta. Zařízení odhadne, že se stav zhoršuje nad limitměření, nebo když se průtok vzduchu zastaví kvůli ohnuté
vzduchové hadici.
Příliš časté měření krevního tlaku může způsobit zranění vdůsledku narušení průtoku krve. Zkontrolujte, zda činnostzařízení nezpůsobuje dlouhodobé narušení krevního oběhu,pokud zařízení používáte opakovaně.
Měření krevního tlaku nemusí být přesné, pokud má pacientnepřetržitou arytmii nebo se nadměrně pohybuje.
xiiiUpozornění
Manžetu noste ve stejné výšce, jako je srdce. (Pokud je výška
rozdílná, objeví se chyba měření.)Záznamník reaguje na artefakty nebo externí náraz. Pokud osprávnosti naměřené hodnoty existují pochyby, změřte krevnítlak pomocí auskultace a palpace.
K chybě měření může dojít i tehdy, když manžeta nemá
správnou velikost pro obvod paže daného pacienta.
Manžetu nenafukujte dříve, než ji omotáte pacientovi kolem
paže. Může dojít k poškození nebo explozi manžety.

PoznámkaMěření krevního tlaku může způsobit podkožní krvácení.
Toto subkutánní krvácení je dočasné a časem zmizí.
Pokud je pacient napojen na přístroj pro mimotělní oběh, krevní tlaknelze měřit kvůli absenci tepové frekvence.
Krevní tlak nelze měřit správně, pokud je manžeta umístěna natlustém oblečení.
Krevní tlak nelze měřit správně, pokud je rukáv vyrolovaný a paže jerukávem sevřená.
Krevní tlak nelze měřit správně, pokud je periferní oběh nedostatečný,pokud je krevní tlak příliš nízký nebo pacient trpí hypotermií (průtok
krve je nedostatečný).
Krevní tlak nelze měřit správně, pokud pacient trpí častými
arytmiemi.
Krevní tlak nelze měřit správně, pokud je použita manžeta nesprávné
velikosti.
Krevní tlak nelze měřit správně, pokud manžeta není umístěna ve
stejné úrovni, jako je srdce.
xiv

Poznámka
Krevní tlak nelze měřit správně, pokud se pacient během měření hýbenebo mluví.
Klinické testy nebyly prováděny na novorozencích ani těhotných
ženách.
Pokud jste prodělala mastektomii, poraďte se před použitím
záznamníku s lékařem.

Manžeta

Varování
Manžety potřísněné krví zlikvidujte, abyste předešli možnému
šíření infekčních nemocí.
Neuchovávejte manžetu složenou ani s těsně zkroucenou
vzduchovou hadicí po delší dobu. Mohla by se tím snížit jejichživotnost.

Měření tepové frekvence

Varování
Zobrazenou tepovou frekvenci nepoužívejte k diagnóze
nepravidelné tepové frekvence.

Poznámka
Záznamník měří tepovou frekvenci během měření krevního tlaku.

xv

Obsah balení
Upozornění
Záznamník je citlivé zařízení. Zacházejte s ním patrně.
Nadměrné nárazy mohou způsobit jeho poruchu a nesprávnou
funkci.

Poznámka
Záznamník je zasílán ve speciální krabici, která ho během přepravychrání před poškozením. Když tuto krabici otevřete, ujistěte se, že jsou
v ní všechny komponenty uvedené v obsahu balení. Pokud mátenějaké otázky, spojte se s místním prodejcem nebo nejbližším
autorizovaným prodejcem společnosti A&D. Doporučujeme,
abyste si speciální krabici uchovali.
Viz část „10. Volitelné položky (na objednávku)“, kde najdete
informace o dalších možnostech.
Záznamník krevního tlaku .......................................................................... 1PříslušenstvíManžeta pro dospělé 20 až 31 cm (7,8" až 12,2") na levou pažiTM-CF302B ................. 1
Velká manžeta
28 až 38 cm (11,0" až 15,0") na levou pažiTM-CF402B ................. 1
Kryt na manžetu pro dospělé ............................................................... 2
Kryt na velkou manžetu ........................................................................ 2Přenosné pouzdro ..................................... AX-133025995 ............. 1
Popruh .......................................................... AX-00U44189 .............. 1
Svorka .................................................................................................... 1
List se záznamem činnosti (10 listů) ........ AX-PP181-S ................. 1
Kabel USB.................................................... AX-KOUSB4C ............. 1
Disk CD aplikace ABPM Data Manager ............................................. 1
Tato uživatelská příručka ...................................................................... 1
xvi

Manžeta pro dospělé na levou pažiVelká manžeta na levou pažiZáznamník krevního tlakuPřenosné pouzdro

PopruhDisk CD aplikace
ABPM Data Manager

SvorkaKryt na manžetu pro dospělé
Kryt na velkou manžetu

List se záznamem činnosti (10 listů)Kabel USB

xvii

Tato uživatelská příručka

Obsah
Shoda ............................................................................................................. i
Shoda s evropskou směrnicí ........................................................................... i
Shoda s pravidly FCC...................................................................................... i
Shoda s předpisy IC ....................................................................................... ii
Shoda s australskými rámcovými požadavky EMD......................................... iiPřenosy Bluetooth®......................................................................................... ii
Definice výstrah................................................................................................. iii
Bezpečnostní opatření pro použití ..................................................................... iv
Bezpečnostní opatření pro bezpečné měření .......................................................xiii
Měření krevního tlaku ...................................................................................xiii
Manžeta ...................................................................................................... xv
Měření tepové frekvence .............................................................................. xv
Obsah balení ................................................................................................... xvi
1.

Úvod .................................................................................................... 5

2.

Vlastnosti ............................................................................................. 5

3.

Zkratky a symboly................................................................................ 8

4.
4.1.
4.2.
5.

Technické údaje ................................................................................ 13
Záznamník ..................................................................................... 13Rozměry ........................................................................................ 16

Názvy součástí .................................................................................. 17
5.1.
Záznamník ..................................................................................... 17
5.2.
Displej ............................................................................................ 18
5.2.1. LCD panel (displej z tekutých krystalů) ...................................... 18
5.2.2. OLED displej (organická svíticí dioda)........................................ 191

5.3.
Hlavní funkce přepínače ................................................................ 20
5.3.1. Funkce A-BPM ........................................................................... 20
5.3.2. Funkce S-BPM ........................................................................... 23
5.3.3. Další operace ............................................................................. 25
6.

Funkce měření krevního tlaku ........................................................... 27
6.1.
Automatické měření krevního tlaku (A-BPM) ................................. 27
6.1.1. Režim čekání A-BPM ................................................................. 29
6.1.2. Funkce spánek a doba intervalu ................................................ 29
6.1.3. Ukončení měření ........................................................................ 30
6.1.4. Uchovávání dat o okolí............................................................... 30
6.2.
Měření krevního tlaku pacientem (S-BPM) .................................... 31
6.2.1. Programy S-BPM ....................................................................... 32
6.2.2. Režim čekání S-BPM ................................................................. 36
6.2.3. Zastavení a pozastavení měření ................................................ 37
6.3.
Výsledek měřenís .......................................................................... 38
6.3.1. Zobrazení výsledků měření ........................................................ 38
6.3.2. Uložení výsledků měření ............................................................ 38
6.3.3. Odeslání výsledků měření .......................................................... 39
6.3.4. Identifikační Čísla....................................................................... 397.

Příprava záznamníku......................................................................... 40
7.1.
Vložení baterií (výměna baterií) ..................................................... 40
7.1.1. Jak baterie vyměnit .................................................................... 42
7.2.
Příprava přenosného pouzdra ....................................................... 42
7.3.
Kontrola před používáním .............................................................. 43
7.3.1. Kontrolní seznam před instalací baterie ..................................... 43
7.3.2. Kontrolní seznam po instalaci baterie......................................... 442

8.

Obsluha ............................................................................................. 45
8.1.
Vývojový provozní diagram ............................................................ 45
8.2.
Počáteční nastavení ...................................................................... 47
8.2.1. Tovární nastavení ...................................................................... 47
8.2.2. Hodiny a funkce monitoru při měření.......................................... 48
8.2.3. Počáteční hodnota natlakování S-BPM ...................................... 50
8.3.
Předvolené programy A-BPM ........................................................ 50
8.3.1. Položky a parametry A-BPM ...................................................... 52
8.3.2. Příklady programu A-BPM ......................................................... 55
8.3.3. Čas spuštění a doba provozu..................................................... 57
8.4.
Programy S-BPM ........................................................................... 58
8.4.1. Položky a parametry S-BPM ...................................................... 59
8.4.2. Příklady zobrazení S-BPM ......................................................... 60
8.5.
Odstranění naměřených dat .......................................................... 63
8.6.
Připojení záznamníku k pacientovi ................................................. 64
8.6.1. Informace pro pacienty............................................................... 64
8.6.2. Kryt manžety .............................................................................. 66
8.6.3. Připevnění manžety, přenosného pouzdra a záznamníku .......... 67
8.7.
Funkce měření krevního tlaku ........................................................ 70
8.7.1. Funkce A-BPM ........................................................................... 70
8.7.2. Funkce S-BPM ........................................................................... 72
8.7.3. Manuální měření ........................................................................ 74
8.7.4. Ukončení a pozastavení měření ................................................. 75
8.8.
Připojení záznamníku k vyhrazenému perifernímu zařízení ........... 77
8.8.1. Připojení pomocí kabelu USB .................................................... 77
8.8.2. Používání komunikace Bluetooth® ............................................. 79
8.8.3. Pozastavení komunikace Bluetooth® (režim letadlo) .................. 803

9.

Údržba............................................................................................... 81
9.1.
Skladování výrobku, jeho revize a bezpečný provoz ...................... 81
9.2.
Čištění výrobku .............................................................................. 82
9.3.
Pravidelná kontrola ........................................................................ 84
9.3.1. Průvodce instalací baterie .......................................................... 84
9.3.2. Prohlídka po instalaci baterie ..................................................... 85
9.4.
Likvidace........................................................................................ 86
9.5.
Odstraňování problémů ................................................................. 87
9.6.
Chybové kódy ................................................................................ 88

10.

Volitelné položky (na objednávku) ..................................................... 91

11.
Dodatek ............................................................................................. 93
11.1.
Zásady měření krevního tlaku ........................................................ 93
11.2.
Informace o EMD ........................................................................... 96

4

1. ÚvodDěkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení!

Ambulantní záznamník krevního tlaku TM-2441 umožňuje
přesné automatické měření krevního tlaku pacienta popřednastavenou dobu (například nepřetržitě 24 hodin).
Tato příručka vysvětluje veškerá nastavení, obsluhu, režimy
a programy měření krevního tlaku, stejně jako komunikacis vyhrazeným periferním zařízením, údržbu, technické parametry
a varování. Před použitím si řádně prostudujte tuto příručku anechte ji na přístupném místě.

2. Vlastnosti
SouhrnZáznamník je ambulantní monitor krevního tlaku, který je určen
k neinvazivnímu měření krevního tlaku a tepové frekvencepacienta pod vedením ošetřujícího lékaře. Účelem je měřit auchovávat kolísání krevního tlaku během dne v průběhu běžné
denní činnosti. Záznamník je navržen tak, aby byl přenosný,disponoval funkcí správy dat a umožňoval jednoduchou obsluhu.

Cíl měření krevního tlaku

Tento záznamník je určen pro dospělé osoby (12 let a více).

5Účel použití

Záznamník je vybaven dvěma režimy pro měření krevního tlaku.
Hodnoty krevního tlaku mohou být použity pro konzultaci s lékaři
a řešení vlastního zdravotního stavu.

Automatické měření krevního tlaku (A-BPM)
Tento režim může specifikovat šest dvojic libovolných časůpočátku a intervalů pro každých 24 hodin a může automatickyměřit a zaznamenávat krevní tlak.
Měření krevního tlaku pacientem (S-BPM)
Použití tohoto režimu předpokládá, že si pacient měří vlastní
krevní tlak doma nebo v nemocnici. Tento režim dokáže
používat pět typů programů v závislosti na jejich použití.

Přenositelnost

Hmotnost záznamníku je asi 135 g (bez baterií).
Má kapesní velikost a je vybaven mikročerpadlem.
Použít je možné dvě alkalické baterie AA. (Formát LR6 nebo AA)
Lze použít dvě dobíjecí baterie (baterie velikosti AA, Ni-MH).

Ovladatelnost

Nastavení záznamníku a programu pro měření krevního tlaku lze
nakonfigurovat snadno pomocí aplikace ABPM Data Manager,která je nainstalována v počítači (vyhrazené periferní zařízení).

6

Rozsáhlé analytické funkce

Dobu intervalu měření lze nastavit pro automatické měření
krevního tlaku.
Krevní tlak může být měřen ihned a kdykoliv pomocí manuálníhoměření.
Režim S-BPM je vybaven pěti programy pro různé podmínky.
Analýzu lze provádět efektivně pomocí aplikace ABPM DataManager, která je nainstalována v počítači (vyhrazené perifernízařízení).

Kratší časy měření

Rychlost odtlakování je řízena tak, aby čas měření byl minimální.
Hodnota tlakování je řízena tak, aby čas měření byl minimální.

Jednoduchost a pohodlí

Vyhrazené periferní zařízení může přijímat data přes kabel USB.
Přijatá data je možné analyzovat a snadno vytisknout.

7

3. Zkratky a symboly
SymbolyVýznamSYS

Systolický krevní tlak

DIA

Diastolický krevní tlak

PUL

Tepová frekvence

PP
kPa
mmHg
/min

Pulsní tlak

PP = SYS - DIA

Jednotka krevního tlaku
Jednotka tepové frekvence/minuta---

Symbol indikující tepovou frekvenci během měření.
Je použita funkce Bluetooth.
Zobrazení: A-BPM při provozu.
Bliká:
Probíhá doba intervalu „1 rozsah“.
Kontrolka IHB/AFib.
Vypnout zvukPaměť je plná, odstraňte data a začněte novéměření.
Kontrolka baterieKdyž se zobrazí úroveň baterie 1, nelzeprovádět měření krevního tlaku ani komunikaci.
Nahraďte baterie 2 novými bateriemi LR6 (velikost AA).
A-BPM symbol uspání
Symbol se zobrazuje během konfigurace.
Mimo rozsah, nebo nelze měřit hodnotu.

xx

Chybové kódy.

LCD
OLED

xx =

Symbol START S-BPM
Symbol STOP S-BPM
Displej z tekutých krystalů
Organická svíticí dioda
Symbol upozornění
8ažSymboly

SMALL
ADULT
LARGE
EXTLARGE

Large
cuff

28-38cm11"-15"

Adult
cuff

20-31 cm
7.8“-12.2"

SNVýznamStupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem:Zařízení typu BF.
Výrobce zaručující označení CE. Datum výroby.
Symbol pro malou manžetu
Obvod paže15 až 22 cm 5,9" až 8,7"
Symbol pro manžetu pro dospělou osobu
Obvod paže20 až 31 cm 7,8" až 12,2"
Symbol pro velkou manžetu
Obvod paže28 až 38 cm 11,0" až 15,0"
Symbol pro extra velkou manžetu
Obvod paže36 až 50 cm 14,2" až 19,7"
Symbol vytištěný na obalu.
Velká manžeta je součástí příslušenství.
Symbol vytištěný na obalu.
Manžeta pro dospělé je součástí příslušenství.
Postupujte podle uživatelské příručky nebo brožury.
Symbol „Udržujte v suchu“ nebo „Udržujte mimo
dosah deště“.
Sériové číslo
Symbol vytištěný v oddílu pro baterie.
Umístění pólů (polarita) pro instalaci baterie.

x2
1.5 V LR6 Symbol vytištěný na obalu.
1.2 V HR6 Baterie nejsou součástí dodaného příslušenství.
not included
EMD

Elektromagnetické poruchy
Symbol pro „Zacházejte se zařízením opatrně“.
Symbol směrnice pro elektrické a elektronické
odpadní zařízení.
9

Symboly
BPM
A-BPM

VýznamMěření krevního tlaku
Automatické měření krevního tlakuMěření krevního tlaku pacientem
S-BPM
Sleep, Cycle, Hour,
Symboly A-BPM.
#1
START, Operation
OBP, AOBP, HBP,
Symboly S-BPM.
#2
ANBP, ASBP
Pairing, FlightMode Symboly Bluetooth. #3
Not made with natural Upozornění pro pacienta. Vytištěno na
rubber latex.
manžetě.
Upozornění na krytu baterie.
Používejte alkalické baterie nebo
uvedené dobíjecí baterie a zajistěte,Caution• Use alkaline batteries or specified
aby byly vloženy se správnou
rechargeable batteries and ensurepolaritou (+,-).
correct polarity (+,-).
• Do not mix new, used or different
Nepoužívejte společně nové abranded batteries.
použité baterie a baterie jiných
• Firmly secure cuff air hose to
main body.
značek.
Vzduchovou hadici manžety upevněte
pečlivě k hlavnímu tělesu.
#1: Viz také „6.1. Automatické měření krevního tlaku (A-BPM)“
a „8.3. Předvolené programy A-BPM“ pro 24hodinový
záznamník krevního tlaku.
#2: Viz také „6.2. Měření krevního tlaku pacientem (S-BPM)“
a “8.4. Programy S-BPM“ pro pět typů programů.
#3: Viz také „8.8.2. Použití komunikace Bluetooth®“ a“8.8.3. Pozastavení komunikace Bluetooth® (režim letadlo)“.

10

Kontrolka IHB/AFibKdyž monitor zjistí při měření nepravidelný rytmus, objeví se na
displeji kontrolka IHB/AFibs naměřenými hodnotami.
(pouze S-BPM)

1 rozsah„1 rozsah“ v režimu S-BPM zahrnuje soubor měření krevního
tlaku a doby intervalu, které jsou opakovány podle počtu
měření. Poslední doba intervalu je vynechána.
Měření krevního tlakuTČas
spuštění

T

T

Čas

T : Doba intervaluČíslo počtu měření

11Režim čekáníRežim čekání A-BPM je stav, kdy se krevní tlak během dobyintervalu neměří.
Měření krevního tlaku
Čas spuštění Čas spuštění
T

T

T

T

T

T

Část

T

Čas
T: Doba intervaluČástRežim čekání S-BPM je stav, ve kterém krevní tlak není měřen
během doby intervalu a mezi předchozím intervalem„1 rozsah“ a následujícím intervalem „1 rozsah“.
Čas spuštění
spuštění
TTČasMěření krevního tlakuRežim čekání

1 rozsahTT
1 rozsah

Vyhrazené periferní zařízení

Čas
T: Doba intervalu

Vyhrazené periferní zařízení znamená počítač, na kterém
je nainstalována aplikace ABPM Data Manager. Aplikace
ABPM Data Manager je uložena na disku CD s příslušenstvím.
Používejte periferní zařízení, které splňuje požadavky kladené
na lékařské elektrické zařízení (norma IEC 60601-1) pro připojení
záznamníku k perifernímu zařízení. Nepřipojujte záznamník k jiným
zařízením (příklad: IEC60950) v oblasti, kde se používá lékařský
přístroj. Použijte kabel USB kratší než 1,5 m.

12

4. Technické údaje
4.1. ZáznamníkPoložkyPopisZpůsob měření
Metoda oscilometrického měření
Způsob detekce tlaku
Polovodičový snímač tlaku
Rozsah zobrazení tlaku 0 až 299 mmHg
Tlak:
±3 mmHgPřesnost měření
Tepová frekvence: ±5 %Minimální
Tlak:
1 mmHgdělení displeje
Tepová frekvence: 1 tep / minutu
Systolický tlak:
60 až 280 mmHg
Rozsah měření
Diastolický tlak:
30 až 160 mmHg
Tepová frekvence: 30 až 200 tepů za minutuStálý výfuk s ventilem řízení úniků pro
Odtlakováníbezpečnost
Výfuk
Elektromagnetický ventilZpůsob tlakování
Mikročerpadlo
Automatické tlakování 85 až 299 mmHg
Intervaly v každé sekci, která dělí 24 hodin
Doba intervalu
maximálně na šest částí.
(pro A-BPM)
Interval: OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutClock
24 hodin
A-BPM:
OLED, 96 x 39 pixlů, bílé znaky
S-BPM
Display
LCD, 40 x 50 mm, displej: systolický tlak,
diastolický tlak, tepová frekvence, hodiny,chyby, monitor stavu a symbolyPaměťNaměřená data: Max. 600 datových bodů13

Položky

Napájecí zdroj

Počet měření

Jmenovité napětí

RozhraníProvozní podmínkyPřepravní a skladovací
podmínky

Popis
Se stejným typem baterií:
2 x baterie 1,5 V (LR6 nebo AA)
Alkalická baterie nebo nikl-hydritová baterie(Ni-MH) 1 900 mAh nebo víceZáložní baterie pro vestavěné hodiny: lithiová
dobíjecí knoflíková baterie ML2016H
200 krát nebo více.
(pokud jsou použity nové alkalické baterie nebo
nikl-hydritové baterie. Hodnota se může měnit
podle podmínek měření.)3,0 V DC (alkalická baterie, LR6),2,4 V DC (nikl-vodíková baterie, velikost AA)
USB: splňuje požadavky USB1.1.
Délka kabelu: 1,5 m nebo kratší.
Konektor typu micro USB B lze připojit kvyhrazenému perifernímu zařízení (pomocí
standardního softwarového ovladače).
Bluetooth Ver.4.1 (BLE):Připojit lze bezdrátové zařízení.
Teplota:+10 až +40 °C
Vlhkost:30 až 85 %RH(bez kondenzace)
Teplota:-20 až +60 °C
Vlhkost:10 až 95 %RH(bez kondenzace)

Atmosférický tlak pro
700 až 1 060 hPa
provoz a skladování
Typ ochrany proti úrazu
Vnitřně napájení zařízení
elektrickým proudem

14

Položky
Stupeň ochrany protiúrazu elektrickým
proudemZnačka CE
Značka C-TickRozměry
HmotnostUžitečná životnost
Ochrana proti vniknutíVýchozí režim
Čas restartování po
defibrilaci
EMD

Popis
Typ BF: Záznamník, manžeta a hadice jsounavrženy tak, aby zajišťovaly speciální ochranu
proti úrazu elektrickým proudem.
Směrnice EC pro lékařské přístroje
Certifikační ochranná známka registrovanáspolečností ACA úřadem pro ochranné známky.
Přibližně 95 (d) × 66 (š) × 24,5 (v) mmPřibližně 135 g (kromě baterií)Záznamník: 5 let. Vlastní ověření pomocíinterních dat. Správná činnost a údržba za
nejlepších podmínek. Trvanlivost se liší podle
podmínek použití.
Zařízení: IP22Nepřetržité měření
Okamžitě

IEC 60601-1-2: 2014
LBCA2HNZYZ(MURATA Manufacturing Co. Ltd)
Bluetooth Ver.4.1 BLP
Bezdrátová komunikace Frekvenční rozsah: 2,4 GHz (2 400 až 2 483,5 MHz)
Modulace: GFSK
Efektivní vyzářený výkon: < 20 dBm
Poznámka:# Specifikace mohou být vylepšeny bez předchozího upozornění.
# Klinická zkouška tohoto zařízení je provedena na základě normy
ISO 81060-2:2013.
# Záznamník není lékařský přístroj pro monitorování pacienta.
Nedoporučujeme zařízení používat takovým způsobem,jaký je například vyžadován na jednotkách intenzivní péče.
ACA: Australian communications authority(Australský úřad pro telekomunikace)15

4.2. Rozměry

66

24,5

95

Jednotka: mm

16

5. Názvy součástí
5.1. Záznamník
Symbol polohy tepnyManžeta pro dospělé a velká manžeta pro levou pažiVzduchová hadiceVzduchová záslepka
Zásuvka konektoru vzduchuPřepínač EVENT
pro A-BPM
OLED dioda pro A-BPM
Přepínač START a
STOP pro A-BPM
LCDPřepínač AUTO
pro A-BPM

Přepínač
START
a
STOP
pro S-BPM

Přepínač LOCK
pro A-BPM

Oddíl pro baterie a
2 baterie LR6 (velikost AA)
pro měření

Kryt baterie

Port Micro USB (dole),
Terminál datové komunikace

175.2. Displej
Poznámka
Pro stanovení přesné diagnózy dbejte na správné odečítání údajů
zobrazených na záznamníku a jejich interpretaci.

5.2.1. LCD panel (displej z tekutých krystalů)Horní číslice
Prostřední číslice
Dolní čísliceV každém režimu lze zobrazit následující hodnoty:Výsledekměření

A-BPM

S-BPM

Horní číslice

Systolický
krevní tlak

Doba intervalu

Program

Prostřední
číslice

Diastolický
krevní tlakZbývající čas

Hodnota tlaku

Dolní číslice

Pulz

Čas nahodinách

Čas nahodinách

Postupujte podle části „3. Zkratky a symboly“, kde jsou
popsané významy symbolů na LCD displeji.
18

5.2.2. OLED displej (organická svíticí dioda)
Stav režimu A-BPM je indikován na OLED displeji.
Čas hodin.
Stav nastavení a provozu.
Měření hodnoty A-BPM.
SYS
DIA
PUL

Systolický krevní tlak.
Diastolický krevní tlak.
Tepová frekvence.

mmHg Jednotka pro hodnotu krevního tlaku.
/minJednotka tepové frekvence.
Postupujte podle části „3. Zkratky a symboly“, kde jsou
popsané významy symbolů na OLED displeji.
SymbolyVýznamSymbol se zobrazuje během konfigurace.
Zobrazení: A-BPM v činnosti.
Bliká:
Probíhá doba intervalu v „1 rozsah“.
Je použita funkce Bluetooth.
Paměť je plná
A-BPM symbol uspání
Kontrolka baterie19

5.3. Hlavní funkce přepínače
5.3.1. Funkce A-BPM
Jak spustit nebo pozastavit A-BPM.
Slouží k přepínání mezi režimy A-BPM a S-BPM

Krok 1. Uložte předvolený program (čas spuštění a intervalů) pro A-BPM.
Krok 2. Nastavte přepínač AUTO pro následující operace.
„ON“ ...... A-BPM se spustí a objeví se značka .
Měření krevního tlaku se provádí v souladus předvolbou v programu A-BPM.
„OFF“ .... A-BPM je pozastaveno a značka
je skrytá.
Měření krevního tlaku lze provádět pomocípředvolených programů S-BPM.

Uzamknutí A-BPM v poloze „ON“.

Nechte přepínač AUTO v poloze „ON“ využitím přepínače
LOCK , aby se mohlo provádět A-BPM.

Prodloužení doby intervalu A-BPM.

Krok 1. Před zahájením měření nastavte režim spánku na „ON“.
Krok 2. Přepínač AUTO nastavte na „ON“, abyste mohli použít
A-BPM. Zobrazí se značka .
Krok 3. Když se stiskne přepínač EVENT během měření A-BPM,
doba intervalu se zdvojnásobí.
Když se přepínač EVENT stiskne znovu, doba intervalu sevrátí na základní hodnotu.
20

Jak během A-BPM měření zastavitKdyž se během měření krevního tlaku stiskne přepínač
START/STOP , vzduch v manžetě se okamžitě vytlačía aktuální měření se zastaví. A-BPM však bude pokračovat.
Další měření krevního tlaku se provede podle nastavení
A-BPM.

Nastavení programu pro A-BPM.

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Pokud je displej skrytý, stiskněte přepínač START/STOP
nebo EVENT pro návrat na displej režimu čekání.
Krok 3. Při stisknutí a podržení přepínače START/STOP
stiskněte a podržte přepínač EVENT , dokud se na OLED
displeji neobrazí režim Sleep .
Krok 4. Provozní přepínače jsou následující:Viz část „8.3.1. Položky a parametry A-BPM“Přepínač EVENT ............. Změna aktuálního parametru.
Přepínač START/STOP ... Potvrzení, další položka,konec nastavování.

Jak provést okamžité měření krevního tlaku při A-BPM.
(Manuální měření krevního tlaku během A-BPM)

Krok 1. Pokud je OLED displej skrytý, stiskněte přepínač
START/STOP nebo EVENT pro návrat na displejrežimu čekání A-BPM. Režim čekání A-BPM je stav,
kdy se krevní tlak během doby intervalu neměří.
Krok 2. Stiskněte přepínač START/STOP
A-BPM.
21během režimu čekáníJak nastavit hodiny.
Jak nastavit funkci monitoru pro A-BPM.

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Pokud je displej skrytý, stiskněte přepínač START/STOP
nebo EVENT pro návrat na displej režimu čekání.
Krok 3. Stiskněte a podržte přepínač START/STOP a současně
stiskněte a podržte přepínač EVENT , dokud se na OLED
displeji neobrazí režim Display (po Sleep ).
Krok 4. Provozní přepínače jsou následující:Viz část „8.2.2. Hodiny a funkce monitoru při měření“Přepínač EVENT ............. Změna aktuálního parametru.
Přepínač START/STOP ... Potvrzení, další položka,konec nastavování.

22

5.3.2. Funkce S-BPM
Jak spustit S-BPM.

Krok 1. Vyberte program S-BPM a uložte jeho parametry.
Krok 2. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 3. Funkce jsou následující:Programy S-BPM
FunkceAmbulantní krevní tlak
OBP
Stisknutím přepínače
/Automatický ambulantní
spustíte předvolený program
krevní tlak
AOBP
během režimu čekání.
Domácí krevní tlak
HBP
Automatický noční krevníPředvolený program vstoupí do
tlak
ANBP pohotovostního režimu, dokud
nenastane „čas puštění“ nebo
Automatický krevní tlak měřený
pacientem
ASBP „čas spuštění alarmu“.

Jak zastavit S-BPM.

Funkce jsou následující:Programy S-BPM

Ambulantní
krevní tlak

FunkceOBP

Automatický ambulantní Stisknutím přepínače
krevní tlak
AOBP měření krevního tlaku.

/

zastavíte

Domácí krevní tlak
HBP
Stisknutím přepínače
/zastavíte měření
Automatický noční
krevního tlaku. Při dalším čase spuštění sekrevní tlak
ANBPzměří krevní tlak nebo se rozezní bzučák. #1
Automatický
Pokud chcete záznamník zcela vypnout,
krevní tlak měřený
vyjměte z něj baterie nebo přepněte na OBP,
pacientem
ASBP AOBP nebo HBP.
#1: Viz část „6.2.1. Programy S-BPM“.
23

Jak nastavit program pro S-BPM.

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Stiskněte a podržte přepínač/
a současně stiskněte
a podržte přepínač START/STOP , dokud se na LCD displeji
neobrazí.
Krok 3. Funkce jsou následující:Viz část „8.4. Programy S-BPM“.
Přepínač/............... Změna aktuálního parametru.
Přepínač START/STOP ... Potvrzení, další položka,konec nastavování.

Jak provést okamžité měření krevního tlaku při S-BPM.
(Manuální měření krevního tlaku při S-BPM)

Krok 1. Pokud je LCD skrytý, stiskněte přepínač START/STOP
nebo EVENT pro návrat na displej režimu čekání S-BPM.
Krok 2. Stiskněte přepínač/během režimu čekání S-BPM.
Okamžitě se provede měření krevního tlaku pro „1 rozsah“.
„1 rozsah“ zahrnuje soubor měření krevního tlaku a dobyintervalu, které jsou opakovány podle počtu měření. Poslednídoba intervalu je vynechána.
S-BPM režim čekání je stav, kdy se krevní tlak neměří
během doby intervalu a mezi poslední hodnotou„1 rozsah“ a další hodnotou „1 rozsah“.

245.3.3. Další operace
Návrat z režimu čekání a zobrazení monitoru.

Pokud je OLED nebo LCD displej skrytý, stiskněte přepínač
START/STOP nebo EVENT pro návrat na displej režimu
čekání.

Odstranění naměřených dat

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Pokud je indikace skrytá, stiskněte tlačítko START/STOP ,nebo EVENT pro návrat na displej režimu čekání.
Krok 3. Při stisknutí a podržení přepínače START/STOP stiskněte
a podržte přepínač EVENT , dokud se DataClear(po Sleep a Display ) nezobrazí na OLED displeji.
Krok 4. Výběr operace.
Pokud chcete odstranit data, stiskněte a podržte přepínač
START/STOP .
Odstranění
Bliká kontrolka Erasing pod možností
DataClear
DataClear na OLED displeji a spustí OLED
Erasingse mazání dat.
Po odstranění dat pokračujte krokem 5.
Pokud data ponecháte (neodstraníte je), stiskněte přepínač
EVENT a pokračujte krokem 5.
Krok 5. Záznamník se vrátí do režimu čekání.

25

Párování zařízení pro komunikaci Bluetooth®.

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Pokud je displej skrytý, stiskněte přepínač START/STOP
nebo EVENT pro návrat na displej režimu čekání.
Krok 3. Stiskněte a podržte přepínač EVENT , dokud se Pairing(po FlightMode ) nezobrazí na OLED displeji. Záznamníkzačne vyčkávat na spárování.
Krok 4. Když je dokončeno párování Bluetooth, na LCD displeji sezobrazí symbol .
Pokud zrušíte aktuální párování, stiskněte přepínač EVENT .
Záznamník přejde na displej režimu čekání.

Pozastavení komunikace Bluetooth®. (Režim letadlo)
Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.

Krok 2. Pokud je displej skrytý, stiskněte přepínač START/STOP
nebo EVENT pro návrat na displej režimu čekání.
Krok 3. Stiskněte a podržte přepínač EVENT , dokud se na OLED
displeji neobrazí režim FlightMode .
Krok 4. Režim letadlo lze zapnout a vypnout pomocí přepínače
START/STOP .
Přepínač START/STOP
FlightMode
FlightMode
ON
OFF
Krok 5. Stiskněte přepínaččekání.

EVENT

26

pro návrat na displej režimu

6. Funkce měření krevního tlaku
Záznamník má funkci automatického měření krevního tlaku(A-BPM) a měření krevního tlaku pacientem (S-BPM) a můžeukládat stavy a výsledky měření.

6.1. Automatické měření krevního tlaku (A-BPM)
Upozornění
Když je A-BPM pozastaveno nebo se nepoužívá, nastavtepřepínač AUTO na „OFF“. Pokud se přepínač AUTO
ponechá v poloze „ON“, při dalším čase spuštění se zahájíměření a manžeta může prasknout.
Pomocí přepínače LOCK zabráníte tomu, aby sepřepínač AUTO nechtěně přepnul do polohy „OFF“,zatímco se využívá režim A-BPM.
AUTO do polohy „OFF“

LOCK

AUTO do polohy „ON“polohy „LOCK“Přepínač AUTO
Funkce A-BPM měří krevní tlak v přednastavených intervalech
pomocí vestavěných hodin a výsledky měření ukládá do paměti.
A-BPM lze spustit a pozastavit pomocí přepínače AUTO .
Pomocí přepínače LOCK zabráníte tomu, aby se přepínač
nechtěně přepnul, zatímco se využívá režim A-BPM.
27

Symbolse zobrazí na LCD displeji, když je použit režim A-BPM.
Krevní tlak se automaticky začne měřit v čase spuštění A-BPM.
Hodnota počátečního natlakování A-BPM je AUTO, aby bylasprávná hodnota natlakování zvolena automaticky.
Pokud první natlakování není dostatečné, provede seautomaticky opakované natlakování, a to až dvakrát.
Když vymažete data z paměti nebo přepínač AUTO přepnete
do polohy „OFF“, hodnota natlakování se resetuje na původní
hodnotu natlakování.
Pokud při měření dojde k chybě a čekací doba do dalšího
spuštění je delší než 8 minut, krevní tlak se změří po
120 sekundách. Výsledek měření se uloží do paměti.
Pokud chcete režim A-BPM pozastavit, uvolněte přepínač
LOCK a přepínač AUTO přepněte do polohy „OFF“.

286.1.1. Režim čekání A-BPM
Položky pro monitorování stavu měření mohou být zobrazenyna LCD displeji během doby čekání pro A-BPM.
V režimu čekání se kontrolky automaticky skryjí.
Pro zobrazení položek displej stiskněte kterýkoliv přepínač.
Režim čekání A-BPM je stav, kdy se krevní tlak během dobyintervalu neměří.
Interval měření
Zbývající čas do dalšího času spuštění
Aktuální čas

6.1.2. Funkce spánek a doba intervalu
V předvoleném programu nastavte režim spánku na „ON“.
Když se stiskne přepínač EVENT během měření A-BPM,
doba intervalu se zdvojnásobí.
Když se přepínač EVENT v režimu A-BPM stiskne znovu,
doba intervalu se vrátí na původní hodnotu.
Viz část „8.3. Předvolené programy A-BPM“, kde najdete
informace o nastavení režimu spánku.
Měření krevního tlaku
T

T

2T

T : Doba intervalu
2TPřepínač EVENTPřepínač AUTO na „ON“Uložení parametrů režimu spánku
29

2T

T

T

Čas

Přepínač EVENT

6.1.3. Ukončení měření
Když se během měření krevního tlaku stiskne přepínač
START/STOP , vzduch v manžetě se okamžitě vytlačía aktuální měření se zastaví. A-BPM však bude pokračovat.
Další měření krevního tlaku se provede podle nastavení A-BPM.

Poznámka
Po zastavení měření se na OLED displeji zobrazí kód
zastavení E07 a uloží se do paměti.

6.1.4. Uchovávání dat o okolí
Data o okolí se uchovávají, když je přepínačna „ON„ pro A-BPM.

AUTO

nastavenPoznámka
Data o okolí lze uchovávat maximálně po dobu 12 hodin.
Jejich stažení do aplikace ABPM Data Manager může trvat
50 minut.

30

6.2. Měření krevního tlaku pacientem (S-BPM)
Přepínač AUTO nastavte na „OFF“, abyste mohli použít
programy S-BPM.
Záznamník má pět typů programů S-BPM, které odpovídají
různým podmínkám měření. Parametry a výsledky měření lzeuložit do paměti.
Popis a funkce programuPoložky
Ambulantní krevní tlak
OBP Program pro měření krevního tlaku
Nevztahujesenemocničním personálem. „1 rozsah“:
K měření krevního tlaku dojde jednou.
Automatický ambulantní krevní tlak
Počet
AOBP Program pro měření krevního tlaku po určitédobě pobytu v nemocnici. „1 rozsah“: Měření se Interval
provádí pomocí počtu měření a doby intervalu.
Domácí krevní tlak
#1
Počet
HBP Program pro měření krevního tlaku doma.
„1 rozsah“: Měření se provádí pomocí počtu
Intervalměření a doby intervalu.
Automatický noční krevní tlak#2Čas
spuštění
ANBP Program pro měření krevního tlaku v noci.
Měření využívá počtu měření a doby intervalu.
Počet
ANBP se může nastavit na šest časů spuštění
Intervalběhem dne.
ČasAutomatické měření krevního tlaku pacientem #2
spuštění
Program zahrnující časy spuštění a zvuk
ASBP bzučáku. Stisknutím přepínače
alarmu/sizměříte krevní tlak doma. Bzučák se můžePočet
nastavit na šest časů během dne.
Interval

Název#1: Krevní tlak se měří v souladu s pokyny Japonské společnosti
pro hypertenzi.
#2: Když se počet měření a doba intervalu pro ANBP nebo ASBPzmění, změní se i nastavení HBP.
31

6.2.1. Programy S-BPM
Ambulantní krevní tlakKdyž se stiskne přepínača uloží se do paměti.

OBP, krevní tlak se změří jednou/Měření krevního tlaku
Stisknutím přepínače

Čas/

zahájíte měření.

Automatický ambulantní krevní tlak

AOBP
Když stisknete přepínač/, spustí se měření AOBP.
Nejprve je zařízení v nečinnosti po dobu intervalu, aby sepacient mohl uvolnit.
Poté AOBP provede „1 rozsah“.
„1 rozsah“ zahrnuje soubor měření krevního tlaku a dobyintervalu, které jsou opakovány podle počtu měření. Poslednídoba intervalu je vynechána.
Když se přepínač/
stiskne během „1 rozsah“, měření
„1 rozsah“ se zastaví.
T: Doba intervaluMěření krevního tlaku
1 rozsahT

T

Stisknutím přepínače

T

T

T

Čas

zahájíte měření „1 rozsah“.

/Neměřeno
T

T

Stisknutím přepínače

T
/

T

T

zahájíte měření „1 rozsah“.
32ČasDomácí krevní tlak

HBPKdyž stisknete přepínač/, spustí se měření HBP.
HBP provede „1 rozsah“.
„1 rozsah“ se skládá ze série měření krevního tlaku a časových
intervalů, které se opakují v závislosti na nastaveném počtu
měření. Poslední doba intervalu je vynechána.
Když se přepínač/
stiskne během „1 rozsah“, měření
„1 rozsah“ se zastaví.
T: Doba intervaluMěření krevního tlaku
1 rozsah
T

T

T

Stisknutím přepínače

TČas

zahájíte měření „1 rozsah“.

/Neměřeno
T

T

Stisknutím přepínače

T
/

33

T

Čas

zahájíte měření „1 rozsah“.

Automatický noční krevní tlak

ANBP
ANBP se může nastavit na šest předvoleb časů spuštění
během dne.
Když se parametry pro program ANBP uloží, ANBP se zahájí
a provede se měření „1 rozsah“ pro každý čas spuštění.
„1 rozsah“ se skládá ze série měření krevního tlaku a časových
intervalů, které se opakují v závislosti na nastaveném počtu
měření. Poslední doba intervalu je vynechána.

Poznámka
Manuální měření krevního tlaku při ANBPKdyž se přepínač/
stiskne během režimu čekání
S-BPM, provede se měření „1 rozsah“.
1 rozsahTMěření krevního tlaku

TT

1 rozsah

1 rozsah

T

T

T

Čas

Čas spuštění

Čas spuštění

T

1 rozsahT

1 rozsahTTČasČas spuštění

Čas spuštění

1 rozsah

1 rozsahTTNeměřenoT

Stisknutím přepínače
/ukončíte měření „1 rozsah“.
34

T

Čas

Čas spuštění
T: Doba intervalu

Automatický krevní tlak měřený pacientem

ASBP
ASBP se může nastavit na šest předvoleb časů spuštění alarmu.
Když se parametry pro program ASBP uloží, ASBP se zahájí
a pro každý čas spuštění zazní bzučák. Stisknutím přepínače
/se provede „1 rozsah“, když zazní bzučák.
„1 rozsah“ zahrnuje soubor měření krevního tlaku a dobyintervalu, které jsou opakovány podle počtu měření. Poslednídoba intervalu je vynechána.

Poznámka
Manuální měření krevního tlaku pro ASBPKdyž se v režimu čekání stiskne přepínač/
mezi
posledním „1 rozsah“ a dalším „1 rozsah“, provede se měření
„1 rozsah“.
1 rozsah Měření krevního tlaku
TT

1 rozsahTTČas

Stisknutím přepínače
/zahájíte měření „1 rozsah“.
Čas spuštění
alarmuČas spuštění
alarmu1 rozsahTT

1 rozsahT

1 rozsahT

T

Stisknutím přepínače
/provedete manuální-BPM.

35

T

Čas

T: Doba intervalu

1 rozsahT

1 rozsahNeměřeno

T

T

Stiskněte přepínač
Stiskněte přepínač

/

T

Čas

a spusťte režim „1 rozsah“.

a zastavte režim „1 rozsah“.

/

T: Doba intervalu

Čas spuštění
alarmu6.2.2. Režim čekání S-BPM
Režim provozu a hodnota tlaku se zobrazí na LCD displejiběhem režimu čekání S-BPM.
# LCD displej bude skryt automaticky poté, co několik minut
pokračuje nečinnost zařízení. I když je LCD displej skryt,
manuální měření krevního tlaku může být započato stisknutímpřepínače/. Když je stisknutý přepínač START/STOP
nebo EVENT , displej se obnoví.
„1 rozsah“ zahrnuje soubor měření krevního tlaku a dobyintervalu, které jsou opakovány podle počtu měření. Poslednídoba intervalu je vynechána.
Symbol hodin
bliká na LCD displeji během doby intervalu„1 rozsah“.
Režim čekání S-BPM je stav, ve kterém krevní tlak neníměřen během „doby intervalu“ a mezi posledním intervalem„1 rozsah“ a následujícím intervalem „1 rozsah“.
Program S-BPM
Hodnota tlakování
Aktuální čas36

6.2.3. Zastavení a pozastavení měření
PoznámkaKdyž je režim A-BPM zastaven, na LCD displeji se zobrazí kód
zastavení E07 a uloží se do paměti.
Programy S-BPM
Ambulantní
krevní tlak
Automatický
ambulantní
krevní tlak

FunkceOBP

AOBP

Stisknutím přepínače
měření krevního tlaku.

/

zastavíte

Domácí krevní tlak
HBP
Stisknutím přepínače
/zastavíte
Automatický nočníměření krevního tlaku. Při dalším časekrevní tlak
ANBP
spuštění se změří krevní tlak nebo serozezní bzučák.
#1
Automatický
Pokud chcete záznamník zcela vypnout,
krevní tlak měřený
vyjměte z něj baterie nebo přepněte na OBP,
pacientem
ASBP
AOBP nebo HBP.
#1: Viz část „6.2.1. Programy S-BPM“.

376.3. Výsledek měřenís
6.3.1. Zobrazení výsledků měření
Funkce monitoru může pro výsledky měření A-BPM zvolit„Display ON“ nebo „Display OFF“. Tuto funkci nelze použít
pro S-BPM.
Příkaz „Display ON“ obsahuje položky „Hodnota tlaku během
měření“, „Výsledek měření“ a „Chybový kód pro výsledek měření“.
Když se vybere „Display OFF“, zobrazí se hodiny.
Tovární nastavení je „Display ON“.
Viz část „8.2.2 Hodiny a funkce monitoru při měření“.

6.3.2. Uložení výsledků měření

Upozornění
Zpracování dat a výsledků měření
Nepoužívejte v silném elektromagnetickém poli.
Kapacita paměti pro výsledky měření je 600 datových souborů.
Když se paměť zaplní, zobrazí se značka
a záznamníknemůže provádět měření, dokud se data z paměti nevymažou.

Poznámka
Než dáte záznamník novému pacientovi, vymažte z paměti
stará data. Doporučujeme, abyste používali data v paměti
záznamníku pro každého pacienta zvlášť. Pokud jsou
v záznamníku uložena data více osob, může být obtížné jesprávně zpracovat.

38

6.3.3. Odeslání výsledků měření
Naměřená data, která jsou uložena v paměti, lze pomocí USB
datového přenosu odeslat do periferního zařízení.
Viz část „8.8 Připojení záznamníku k vyhrazenému
perifernímu zařízení“.

Upozornění
Během komunikace USB rozhraní neodpojujte kabel.
Mohli byste poškodit data.

PoznámkaKdyž se na kontrolce baterie objeví symbol, datový
přenos nelze využít. Přenos dat budete moci uskutečnit povýměně baterií.

6.3.4. Identifikační Čísla
Tovární výchozí ID číslo je „0“.
ID čísla můžete konfigurovat pomocí vyhrazeného periferníhozařízení.

Poznámka
ID čísla nelze konfigurovat pomocí záznamníku, ale musí sepoužít vyhrazené periferní zařízení.

39

7. Příprava záznamníku
7.1. Vložení baterií (výměna baterií)Upozornění
Do oddílu pro baterie vložte dvě nové baterie se správnou
orientací „+“ a „-“ a teprve poté záznamník připevněte
k pacientovi.
Obě použité baterie nahraďte novými najednou.
Pokud záznamník nebude delší dobu používán, vyjmětez něj baterie. Baterie mohou vytéct a způsobit nesprávnou
funkci přístroje.
Použijte dvě alkalické baterie: typ LR6 nebo stanovené
dobíjecí Ni-MH baterie AA.
Když vkládáte baterii do oddílu pro baterie, nejdříve
stiskněte pružinovou svorku pomocí strany s „-“ pólembaterie. Poté vložte stranu s „+“ pólem.
Pokud byste baterii instalovali nejdříve stranou s „+“ pólem,povrch baterie by se mohl pružinovou svorkou poškodit.
Nepoužívejte zároveň použité a nové baterie ani
nepoužívejte různé druhy baterií. Mohlo by dojít k jejichvytečení, přehřátí nebo poškození.

PoznámkaKdyž se zobrazí úroveň baterie 1, vyměňte obě starébaterie za nové a poté připojte záznamník.
Pokud je zobrazena úroveň baterie 1, záznamníknemůže provádět měření krevního tlaku ani přenášet data.
Pokud jsou vybité tužkové baterie i vestavěná baterie, na displeji
se nic nezobrazí.
Vložte baterie v souladu s označením pólů ().
40

PostupNainstalujte baterie.

Krok 1. Otevřete kryt baterií.
Krok 2. Vyjměte použité baterie.
Krok 3. Podívejte se na symbol
orientace () v oddílu
pro baterie. Dvě novébaterie vložte se
správnou orientacípólů „+“ a „-“.

Otevřete.

Stiskněte pružinovou
svorku pomocí stranys „-“ pólem baterie.
Krok 4. Vložte baterii
zatlačením na stranus „+“ pólem.

Vyjměte baterie.

Zavřete.

Stiskněte pružinovou svorku.
Vložte.

Krok 5. Stejným způsobemvložte i druhou baterii.
Krok 6. Zavřete kryt baterií.

Upozornění
Baterie a jejich kryt uchovávejte mimo dosah malých dětí,aby je nespolkly nebo aby nedošlo k jiné nehodě.
Použijte standardní baterie typu AA. Nepoužívejte baterie,které jsou nafouklé, dobíjecí baterie nebo baterie omotané
páskou. Mohlo by být obtížné otevřít kryt baterií.
41

7.1.1. Jak baterie vyměnit
Když se baterie vyjmou, výsledky měření a nastavené parametry
se uloží. Když se vybije vestavěná baterie, údaje se vyresetují
na 01/01/2017 00:00.
Po výměně baterií zkontrolujte a upravte aktuální čas. Viz část„8.2.2. Hodiny a funkce monitoru při měření“, kde najdete
pokyny k nastavení hodin.

7.2. Příprava přenosného pouzdra
PoznámkaKdyž k záznamníku připojíte přenosné pouzdro, použijte popruh
z příslušenství. Doporučujeme, abyste popruh použili i propřipevnění záznamníku k pacientovi.
Když se záznamník používá, použijte přenosné
pouzdro, které je součástí příslušenství.
Chcete-li připevnit přenosné pouzdro,
provlékněte jím popruh z příslušenství
nebo jej přichyťte k opasku oblečení.
Přenosné pouzdro
Popruh42

7.3. Kontrola před používáním
Upozornění
Záznamník ještě před použitím prohlédněte, zda správně
funguje, je bezpečný a účinný.
Před/po vložení baterií projděte následující kontrolní seznam.
Pokud narazíte na nějaký problém, přestaňte záznamník používat
a upevněte na něj cedulku „Porucha“ nebo „Nepoužívat“. Spojte
se s místním prodejcem, který zajistí jeho opravu.

7.3.1. Kontrolní seznam před instalací baterieČ.

PoložkaPopis
Není poškozená ani deformovaná v důsledku pádu.

1

Exteriér

2

Baterie

Zkontrolujte, zda nejsou baterie vybité.
Než začne záznamník používat pacient,vyměňte dvě staré baterie za dvě nové.

3Manžeta

Zkontrolujte, zda manžeta není roztřepená.
Pokud je roztřepená, může v důsledkuvnitřního tlaku prasknout.

4Připojenímanžety5Příslušenství

Není poškozená a nejsou povolené přepínače atd.

Zkontrolujte, zda není vzduchová hadicepřehnutá nebo zkroucená.
Zkontrolujte, zda jsou zásuvka konektoru
vzduchu a konektor pevně spojeny.
Zkontrolujte, zda není příslušenství nějak
poškozeno. (Přenosné pouzdro, popruh atd.)
43

7.3.2. Kontrolní seznam po instalaci baterie
Č.

1

Část

Baterie

Popis
Zkontrolujte, zda nic nehoří, nedýmá ani
nezapáchá.
Zkontrolujte, zda z přístroje nevychází nějaký
podezřelý zvuk.

2

Display

Zkontrolujte, zda na displeji přístroje nejsou
podezřelé údaje.

3

Operation

Ujistěte se, že záznamník pracuje správně.

4Měření

Zkontrolujte, zda lze měření provést správně
a zda je uchycení manžety, měření, displeja výsledky v pořádku.

44

8. Obsluha
8.1. Vývojový provozní diagram
Poznámka
Počáteční nastavení (vestavěných hodin, funkcí monitoru
a počáteční hodnotu natlakování) a předvolený program(A-BPM a S-BPM) není třeba pokaždé ukládat. Uloží se,když se údaje mažou, aktualizují a když se záznamníkpoužívá poprvé.
Nastavení záznamníku lze uložit na vyhrazeném perifernímzařízení. Viz uživatelskou příručku aplikace ABPM Data Manager.
Postupy měření pro A-BPM a S-BPM jsou odlišné.
Režim A-BPM může specifikovat šest dvojic libovolných časůpočátku a intervalů pro každých 24 hodin a může automatickyměřit a zaznamenávat krevní tlak.
Režim S-BPM předpokládá, že si pacient měří vlastní krevnítlak sám pomocí zařízení doma nebo v nemocnici. Tentorežim dokáže používat pět typů programů v závislosti na
jejich použití.

45

Vložení baterií.
Počáteční nastavení vestavěných hodin,funkce monitoru pro měření a hodnota natlakování.

A-BPM

S-BPM

Připojte k záznamníku manžetu.

Připojte k záznamníku manžetu.

Přepínač AUTO přepněte
do polohy „ON“.

Přepínač AUTO přepněte
do polohy „OFF“.

A-BPM

Stiskněte přepínač

START .

Ambulantní
krevní tlak

OBPPřepínač AUTO přepněte
do polohy „OFF“.

Automatický ambulantní
krevní tlak
AOBP
Domácí krevní tlakkZáznamník připojte

HBP

Automatický noční
krevní tlak
ANBP.
Zpracovávání dat.

Automatický krevní tlakměřený pacientem ASBPPřístroj očistěte a uložte.

Úplný postup použití
46

8.2. Počáteční nastavení
8.2.1. Tovární nastavení
Tovární (počáteční) nastavení je popsáno níže:Běžné položky vyžadující nastaveníPoložkaTovární nastavení

Funkce monitoru

ON (označeno)Rok, Měsíc, Den, Hodina, Minuta

Datum odesláníPoložky A-BPM
TovárnínastaveníPoložkaRežim spánku

OFF

Doba intervalu, když je režim spánku ON

30 minutČas spuštění úseku 1

0 hodin

Doba intervalu úseku 1

30 minutČas spuštění úseku 20 hodin #1

Čas spuštění automatického měření

OFF

Doba provozu automatického měření

OFF

Obsah továrního nastaveníKdyž se přepínač AUTO přepne do polohy „ON“, A-BPM sespustí. Krevní tlak se měří každých 30 minut, dokud se přepínačnepřepne do polohy „OFF“.

#1: Toto nastavení mezi dobou intervalu úseku 2 a dobou intervaluúseku 6 je vynecháno, protože časy spuštění úseku 1 a 2 jsoutotožné.
47

Položky S-BPM
PoložkaTovární nastaveníVýběr programu

Ambulantní krevní tlak (OBP)

Ambulantní krevní tlak
OBP

Nevztahuje se

Automatický
Počet měření
ambulantní krevní tlak
AOBP Doba intervalu
Počet měření
Domácí krevní tlak
HBP Doba intervalu
Čas spuštění úseku

Automatický noční
Počet měření
krevní tlak
ANBP
Doba intervalu

Automatický krevní tlak Čas spuštění alarmuměřený pacientem
Počet měřeníASBP Doba intervalu

2krát
5 minut
2krát
1 minuta
2 hodiny
2krát
1 minuta
7 hodin, 22 hodin
2krát
1 minuta

Obsah továrního nastavení

Pokud se přepínač/
stiskne poté, co se přepínač AUTO
přepne do polohy „OFF“, spustí se předvolený program S-BPM(OBP). V programu (OBP) se krevní tlak změří jednou a výsledek
se uloží do paměti.

8.2.2. Hodiny a funkce monitoru při měření
Počáteční nastavení lze nakonfigurovat pomocí následujících postupů.
Používání přepínačů na záznamníku.
Používání vyhrazeného periferního zařízení, které se připojí
k záznamníku pomocí kabelu USB.
48

Postup s využitím přepínačů

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Pokud je displej skrytý, stiskněte přepínač START/STOP
nebo EVENT pro návrat na displej režimu čekání.
Krok 3. Při stisknutí a podržení přepínače START/STOP
stiskněte a podržte přepínač EVENT , dokud se Display(po Sleep ) nezobrazí na OLED displeji.
Krok 4. Provozní přepínače jsou následující:Přepínač EVENT ............. Změna aktuálního parametru.
Přepínač START/STOP ... Potvrzení, další položka,konec nastavování.
Poté tyto přepínače použijte u jiných položek.
Krok 5. Po konfiguraci nastavení stiskněte přepínač
START/STOP pro návrat do režimu čekání.
PoložkaOLED
Funkce Display
monitoru
xx
Clock
Rok
Year xxClockMěsícMon. xx
Clock
Den
Day xxClock
HodinaHour xx
Clock
MinutaMin. xxRozsahxx = OFF, ON
xx = 17 až 99.

Poslední dvojčíslí roku.

xx =

1

až 12 měsíců

xx =

1

až 31 dnůxx =0

až 23 hodin

xx = 0 až 59 minut

Zarámované znaky : Tovární nastavení a počáteční nastavení,když jsou baterie zcela vybité.
49

8.2.3. Počáteční hodnota natlakování S-BPM
Předem lze nastavit počáteční hodnotu natlakování S-BPM.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Je-li uvedena hodnota AUTO, automaticky se zvolí správná
počáteční hodnota natlakování. Tovární nastavení je 180 mmHg.
Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Pokud je displej skrytý, stiskněte přepínač START/STOP
nebo EVENT pro návrat na displej režimu čekání.
Krok 3. Vyberte hodnotu natlakování pomocí přepínač START/STOP .
Přepínač AUTO na „OFF“
Program S-BPM
Hodnota tlakování
Aktuální čas

8.3. Předvolené programy A-BPM
Počáteční nastavení lze nakonfigurovat pomocí následujících postupů.
Používání přepínačů na záznamníku.
Používání vyhrazeného periferního zařízení, které se připojí
k záznamníku pomocí kabelu USB.
A-BPM lze použít pouze tehdy, když se dá provést automatickéměření.

PoznámkaUveďte čas spuštění a interval vypočtený z doby, po kterou
je přepínač AUTO nastaven na „ON“.
Při použití jiného A-BPM je nutné je uvést znovu.
50

Provoz s využitím přepínačů

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Pokud je displej skrytý, stiskněte přepínač START/STOP
nebo EVENT pro návrat na displej režimu čekání.
Krok 3. Při stisknutí a podržení přepínače START/STOP
stiskněte a podržte přepínač EVENT , dokud se na OLED
displeji neobrazí režim Sleep .
Krok 4. Definujte režim spánku pomocí následujících přepínačů.
Pokud je režim spánku nastaven na „ON“, přejděte ke kroku 5.
Přepínač EVENT ............. Změna aktuálního parametru.
Přepínač START/STOP ... Potvrzení, další položka.
Krok 5. Uveďte čas spuštění a interval až v šesti úsecích,a to pomocí následujících přepínačů.
Přepínač EVENT ............. Změna aktuálního parametru.
Přepínač START/STOP ... Potvrzení, další položka.
Krok 6. Definujte čas spuštění a dobu provozu automatickéhoměření a to pomocí následujících přepínačů.
Přepínač EVENT ............. Změna aktuálního parametru.
Přepínač START/STOP ... Potvrzení, další položka,konec nastavování.
Krok 7. Po dokončení nastavení se záznamník vrátí do režimu čekání.

Upozornění
Při provádění změn v nastavení nevyjímejte baterie.
Pokud jsou baterie vyjmuté, zadejte nastavení znovu.

51

8.3.1. Položky a parametry A-BPM
Předvolený program pro A-BPM je následovný:PoložkaRežim spánku

Úsek 1Úsek 2Úsek 3Úsek 4Úsek 5Úsek 6

Doba
intervalu
Čas
spuštění
Doba
intervalu
Čas
spuštění
Doba
intervalu
Čas
spuštění
Doba
intervalu
Čas
spuštění
Doba
intervalu
Čas
spuštění
Doba
intervalu
Čas
spuštění
Doba
intervalu
Čas
spuštění
Doba
provozu

OLED
Parametr
Sleep
xx
=
ON,
OFF
#1, #2xx
Cycle
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minut
Hour 1xx xx = 0 až 23 hodin
Cycle 1xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minut
Hour 2xx xx = 0 až 23 hodin
Cycle 2xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minut
Hour 3xx xx = 0 až 23 hodin
Cycle 3xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minut
Hour 4xx xx = 0 až 23 hodin
Cycle 4xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minut
Hour 5xx xx = 0 až 23 hodin
Cycle 5xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minut
Hour 6xx xx = 0 až 23 hodin
Cycle 6xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minut
START#3, #4xx xx = OFF , 0 až 23 hodin
Operation#3, #4xx xx = OFF , 1 až 27 hodin

Automatické měření

Zarámované znaky
52: Tovární nastavení.

#1 : Když je režim spánku nastaven na „ON“, lze použít čas
spuštění a dobu provozu automatického měření a dobu
intervalu režimu spánku. Dobu intervalu těchto úseků (1 až 6)
nelze použít.
#2 : Když je režim spánku nastaven na „OFF“, doba intervalurežimu spánku není zobrazena.
#3 : Pokud je zadán čas spuštění a doba provozu je nastavenana „OFF“, když je přepínač AUTO nastaven na „ON“, spustí
se automatické měření v předvolený čas spuštění apokračuje, dokud spínač AUTO není nastaven do polohy„OFF“. Pokud přepínač AUTO znovu nastavíte na „ON“,automatické měření se spustí v předvolený čas spuštění.

PoznámkaKdyž je uvedena doba provozu, i když je přepínač AUTO
použit během automatického měření, bude automatickéměření pokračovat po dobu provozu od okamžiku původního
nastavení přepínače AUTO do polohy „ON“.
#4 : Pokud je čas spuštění nastaven na „OFF“ a je uvedena
doba provozu, když je přepínač AUTO nastaven na „ON“,provede automatické měření první měření krevního tlaku
a pokračuje po dobu provozu.
Pokud je přepínač AUTO nastaven na „OFF“ během
automatického měření, zastaví se.
Pokud přepínač AUTO znovu nastavíte na „ON“,automatické měření bude prováděno po dobu provozu.

53

Poznámka
Pokud je uveden čas spuštění a přepínač AUTO je
nastaven na „OFF“ během automatického měření, zastaví se.
Pokud přepínač AUTO znovu nastavíte na „ON“,automatické měření se ihned spustí.

Obsah položky

Režim spánku:Dobu intervalu pro automatizované měření je možné zadat.
Dobu intervalu úseků 1 až 6 nelze použít. Postupujte podlečásti „6.1.2. Funkce spánku a doba intervalu“.

Část:
24 hodin lze rozdělit do maximálně šesti úseků. Každá částmůže specifikovat čas spuštění a interval. A-BPM lze použít
pouze tehdy, když se dá provést automatické měření.
Automatizované měření:Celý režim A-BPM lze ovládat. Zadejte čas spuštění a dobu
provozu. Postupujte podle části „8.3.2. Příklady programurežimu A-BPM“.

548.3.2. Příklady programu A-BPM
PříkladČasy spuštění a intervaly. Zjednodušený vstup.

Dva úsekyČas spuštění úseku 1 =Doba intervalu úseku 1 =Čas spuštění úseku 2 =Doba intervalu úseku 2 =Čas spuštění úseku 3 =Úsek 2
7:00
15
22:00
Úsek 160
7:00 .......... Stejný jako u úseku 1Úsek 3 a následující položky nejsou zobrazeny, protože čas
spuštění úseku 3 je stejný jako čas spuštění úseku 1.
Když je čas spuštění úseků 2, 3, 4, 5 nebo 6 stejný jakou úseku 1, tyto časy spuštění a intervaly se nezobrazí.

Příklad 1

Automatické měření

Čas spuštění automatického měření = OFF,
Doba provozu automatického měření = OFF.
Když je přepínač AUTO nastaven na „ON“, A-BPM se provádí
podle času spuštění a intervalu každého úseku, dokud
není přepínač AUTO nastaven na „OFF“.
Měření krevního tlakuNeměřenoÚsek 1Úsek 255ČasPříklad 2

Automatické měření

Čas spuštění automatického měření = 7:00,
Doba provozu automatického měření = OFF.
Když se přepínač AUTO přepne do polohy „ON“, A-BPM
se spustí v 7:00. A-BPM pokračuje podle času spuštění
a intervalu každého úseku, dokud přepínač AUTO nenínastaven na „OFF“.
7:00Měření krevního tlakuNeměřenoČasÚsek 2Úsek 1# I když je přepínač AUTO nastaven na „OFF“ a znovu na„ON“ během automatického měření, automatické měření
pokračuje.

Příklad 3

Automatické měření

Čas spuštění automatického měření = OFF,
Doba provozu automatického měření = 26 hodin.
Když je přepínač AUTO nastaven na „ON“, A-BPM pokračuje
podle času spuštění a intervalu každého úseku po dobu 26 hodin.
NeměřenoMěření krevního tlakuÚsek 2Úsek 156

Po 26 hodináchČas# I když je přepínač AUTO jednou přepnut na „OFF“ a poté
znovu na „ON“ během automatického měření, automatickéměření nepokračuje po době provozu.

8.3.3. Čas spuštění a doba provozu
Pokud je uveden čas spuštění automatického měření
a přepínač AUTO je nastaven na „ON“ a automatickéměření se spustí, zobrazí se následující zpráva.
Pokud je čas spuštění dříve než aktuální čas, spustí seautomatické měření v čas spuštění pro příští den.
Zobrazí se „---“ až do času spuštění.

Aktuální čas

Stejné „---“ se zobrazí po dokončení doby provozu
automatického měření.

57

8.4. Programy S-BPM
Počáteční nastavení lze nakonfigurovat pomocí následujících
postupů.
Používání přepínačů na záznamníku.
Používání vyhrazeného periferního zařízení, které se připojí
k záznamníku pomocí kabelu USB.

Postup s využitím přepínačů

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Stiskněte a podržte přepínač/
a současně stiskněte
a podržte přepínač START/STOP , dokud se na LCD displeji
neobrazí.
Krok 3. Pomocí následujících přepínačů vyberte program S-BPM.
Program: OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBPPřepínač/.............. Změna aktuálního parametru.
Přepínač START/STOP ... Potvrzení, další položka.
Krok 4. Pomocí následujících přepínačů definujte každou položku
(Počet měření, Doba intervalu, čas spuštění a čas
spuštění alarmu).
Přepínač/............... Změna aktuálního parametru.
Přepínač START/STOP ... Potvrzení, další položka,konec nastavování.
Krok 5. Po dokončení nastavení se zobrazí hodiny S-BPM.

Upozornění
Při provádění změn v nastavení nevyjímejte baterie.
Pokud jsou baterie vyjmuté, zadejte nastavení znovu.
58

8.4.1. Položky a parametry S-BPM
ProgramPoložkaParametr

Program S-BPM
Program

OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP

Ambulantní krevní tlak
OBP

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Automatický ambulantní krevní tlak
AOBP

Počet měření

2,

1 až 5krát

Doba intervalu

5,

3 až 10 minut

Počet měření

2,

1 až 5krát

Doba intervalu

1,

1 až 5 minut

Domácí krevní tlak
HBP

Automatický noční krevní tlak
ANBPČas spuštění

2,0 až 23 hodin

Počet měření

2,

1 až 5krát

Doba intervalu

1,

1 až 5 minut#1

Automatický krevní tlak měřený pacientem
ASBP

Čas spuštění alarmu

7 , 22 , 0 až 23 hodin

Počet měření

2,

1 až 5krát

Doba intervalu

1,

1 až 5 minut

Zarámované znaky#2: Tovární nastavení.

#1: 24 hodin lze rozdělit maximálně do šesti úseků.
V každém úseku lze definovat čas spuštění měření krevního
tlaku.
#2: 24 hodin lze rozdělit maximálně do šesti úseků.
V každém úseku lze definovat čas spuštění alarmu pro měření
krevního tlaku.
59

8.4.2. Příklady zobrazení S-BPM
Zobrazení ambulantního krevního tlaku

OBP

Zobrazení automatického ambulantního krevního tlaku

AOBP

OBP nemá žádná nastavení, která by bylo možné nakonfigurovat.

AOBP využívá přednastaveného počtu měření a doby intervalu.
AOBP provádí „1 rozsah“ po režimu čekání kvůli uvolnění pacienta.
Viz část „6.2.1. Programy S-BPM“, kde najdete informaceo položce „1 rozsah“.

Počet měření

Doba intervalu

Zobrazení domácího krevního tlaku

HBP

HBP využívá přednastaveného počtu měření a doby intervalu.
HBP provede „1 rozsah“. Viz část „6.2.1. Programy S-BPM“,
kde najdete informace o položce „1 rozsah“.

Počet měření

60

Doba intervalu

Zobrazení automatického nočního krevního tlaku

ANBP

ANBP se může nastavit na šest předvoleb časů spuštění pro„1 rozsah“. Viz část „6.2.1. Programy S-BPM“, kde najdete
informace o položce „1 rozsah“.
Když je poslední čas spuštění stejný jako první čas spuštění,nastavení času spuštění skončí. Dále zadejte počet měření
a dobu intervalu pro „1 rozsah“.

První čas spuštění

Počet měření

PříkladDruhý čas spuštění

Třetí čas spuštění

Doba intervalu

Nastavení a zjednodušený vstup

Měření se provede ve 22:00 a 4:00.
Čas spuštění úseku 1 =4:00
Čas spuštění úseku 2 =22:00
Čas spuštění úseku 3 =4:00 ............. Stejný jako u úseku 1
Počet měření =2krát
Doba intervalu =0:01 minuta

61

Zobrazení automatického krevního tlaku měřeného pacientem ASBPASBP se může nastavit na šest předvoleb časů spuštění alarmu.
Při každém čase spuštění se ozve bzučák. Stiskněte přepínač
a proveďte „1 rozsah“, když se ozve bzučák. Viz část „6.2.1.
/
Programy S-BPM“, kde najdete informace o položce „1 rozsah“.
Když je poslední čas spuštění stejný jako první čas spuštění,nastavení času spuštění skončí. Dále zadejte počet měření
a dobu intervalu pro „1 rozsah“.

První časspuštění alarmu

Počet měření

Příklad2. čas spuštění
alarmu3. čas spuštění
alarmuDoba intervalu

Nastavení a zjednodušený vstup

Bzučák zazní ve 22:00 a v 7:00.
se provede
Stisknutím přepínače
/měření „1 rozsah“.
Čas spuštění úseku 1 =22:00
Čas spuštění úseku 2 =7:00
Čas spuštění úseku 3 =22:00 ........... Stejný jako u úseku 1
Počet měření =2krát
Doba intervalu =0:01 minuta
62

8.5. Odstranění naměřených datÚčel operace a vysvětlení funkceNaměřená data se odstraní, avšak nastavení odstraněno není.
Počáteční nastavení lze nakonfigurovat pomocí následujících postupů.
Používání přepínačů na záznamníku.
Používání vyhrazeného periferního zařízení, které se připojí
k záznamníku pomocí kabelu USB.

Upozornění

Pokud jsou odstraněna naměřená data, nelze je znovupoužít. Data si před odstraněním zálohujte.
Odstraňte naměřená data posledního pacienta předtím,
než záznamník použijete pro následujícího pacienta.
Odstranění dat může trvat asi deset sekund.
Nepoužívejte zařízení, zatímco se data odstraňují,aby došlo k jejich správnému odstranění.

Postup s využitím přepínačů

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Pokud je indikace skrytá, stiskněte tlačítko START/STOP ,nebo EVENT pro návrat na displej režimu čekání.
Krok 3. Při stisknutí a podržení přepínače START/STOP stiskněte
a podržte přepínač EVENT , dokud se DataClear(po Sleep a Display ) nezobrazí na OLED displeji.
Krok 4. Výběr operace.
Pokud chcete odstranit data, stiskněte a podržte přepínač
START/STOP .
Bliká kontrolka Erasing pod možností DataClear na
OLED displeji a spustí se mazání dat. Po odstranění dat
pokračujte krokem 5.
Pokud data ponecháte (neodstraníte je), stiskněte přepínač
EVENT a pokračujte krokem 5.
Krok 5. Záznamník se vrátí do režimu čekání.
63

8.6. Připojení záznamníku k pacientovi
8.6.1. Informace pro pacienty
Pacientovi vysvětlete následující postupy, aby záznamníkpoužíval bezpečně.

Upozornění pro měření krevního tlaku

Uvolněte paži a při nafukování manžety zůstaňte v klidu.
Po celou dobu měření zůstaňte ve stejné pozici.

Během měření se chraňte před vibracemi a hlukem.
Krevní tlak se po natlakování manžety měří přibližně 1 minutu.
Zůstaňte v klidu, dokud se měření neukončí. Proces měření od
nafouknutí manžety až po vypuštění vzduchu trvá až 170 sekund.
Po dokončení natlakování může záznamník provést opakované
nafouknutí manžety s cílem změřit krevní tlak znovu. Příčinou
může být to, že se pacient pohnul, atd.
Záznamník může začít měřit krevní tlak po přibližně
120 sekundách od okamžiku, kdy předchozí naměřená datavyhodnotil jako neplatná; další měření proběhne za 8 minut.
Příčinou může být to, že se pacient pohnul, atd.
Záznamník může překážet při řízení auta nebo obsluze strojů.
Když nosíte záznamník, neřiďte auto ani neobsluhujte stroje.

Jak ukončit nebo pozastavit měření

Stisknutím přepínače START/STOP zastavíte měření krevního
tlaku. Do paměti se uloží chybový kód. Krevní tlak se změří
znovu za 120 sekund.

64

Pro režimy A-BPM a ANBP a ASBP při S-BPM lze pozastavit
pouze aktuální měření krevního tlaku, zatímco měření
„1 rozsah“ se provede při dalším čase spuštění. Přepínač
AUTO nastavte na „OFF“, čímž pozastavíte A-BPM.
Pokud aktuálně probíhající měření krevního tlaku nemůžete zastavit
stisknutím přepínače START/STOP , sundejte si z ruky manžetu.

Upozornění
Stisknutím přepínače START/STOP měření zastavíte.
Měření „1 rozsah“ se přesto provede při dalším časespuštění pro A-BPM a pro režimy ANBP a ASBP při S-BPM.
Pokud pocítíte v paži bolest nebo dojde k jiným
neočekávaným situacím, měření zastavte, sundejte simanžetu a vyhledejte lékaře. Přepínač AUTO nastavtena „OFF“, čímž pozastavíte A-BPM.
Nastavte přepínač AUTO do polohy „ON“, chcete-li obnovit
automatické měření v režimu A-BPM. Na displeji OLED a LCD
se zobrazí symbol. Záznam dat pokračuje, dokud přepínač
není přepnut do polohy „OFF“.

Jak během režimu A-BPM provést manuální měření

Postup dočasného měření, které není zahrnuto dopředvoleného programu.

Krok 1. Pokud je OLED displej skrytý, stiskněte přepínač
START/STOP nebo EVENT pro návrat na displejrežimu čekání A-BPM.
Krok 2. Stisknutím přepínače START/STOP provedete okamžité
měření krevního tlaku během A-BPM.
Krok 3. Výsledek měření se uloží do paměti.
Když se během měření stiskne přepínač START/STOP ,měření se pozastaví.
65

Upozornění při nošení záznamníku

Záznamník je citlivé zařízení. Chraňte ho před pádema nárazem.
Záznamník ani manžeta nejsou vodotěsné (voděodolné).
Chraňte výrobek před deštěm, potem a vodou.

Na záznamník nic nepokládejte.
Pokud se manžeta pohne během prudkého pohybu nebo při
cvičení, znovu ji na paži připevněte.
Vzduchovou hadici dejte tak, aby nebyla zlomená a aby se vám
v noci neomotala kolem krku.

Výměna bateriíKdyž se zobrazí značka, záznamník není schopen měřit
krevní tlak ani komunikovat s vyhrazeným periferním zařízením.
Staré baterie ihned vyměňte za dvě nové.

8.6.2. Kryt manžety
PoznámkaManžetu i její kryt udržujte v čistotě.
Kryt manžety pro každého pacienta vyměňte.
Používejte vhodné doplňkové kryty manžet.

66

8.6.3. Připevnění manžety, přenosného pouzdra a záznamníku

Upozornění
Manžetu pacientovi nedávejte, pokud má dermatitidu,vnější zranění apod.
Pokud se u pacienta projeví dermatitida nebo jiné příznaky,
sundejte mu manžetu a přestaňte ji používat.
Dbejte na to, aby se vzduchová hadice neomotalapacientovi kolem krku nebo těla.
Dávejte pozor, když přístroj používáte v blízkosti malých
dětí, protože hrozí riziko udušení.
Konektor vzduchové hadice pevně zasuňte do zdířky,až jím nelze otáčet. Pokud je připojení nesprávné, můžedocházet k úniku vzduchu a chybnému měření.

PoznámkaManžetu připevněte do správné polohy a omotejte ji pacientovi
kolem paže. Jedině tak zajistíte správné měření krevního tlaku.
Dávejte pozor, aby během měření manžeta ani vzduchová
hadička nevibrovaly. Záznamník zachytí i drobné změny tlaku
vzduchu uvnitř manžety.
Manžeta v příslušenství je určena pro dospělé, na levou paži.
Pokud pacientovi nesedí, dokupte si manžetu s jiným rozměrem.
Obvod pažeMalá manžeta
15 až 22 cm
05,9" až 08,7"Manžeta pro dospělé 20 až 31 cm
07,8" až 12,2"
Velká manžeta
28 až 38 cm
11,0" až 15,0"
Extra velká manžeta 36 až 50 cm
14,2" až 19,7"Udržujte manžetu v čistotě.
Doporučujeme pacientovi používat přenosné pouzdro a popruh.
Manžeta není vyrobena z latexu z přírodního kaučuku.
67

Jak připevnit manžetu, záznamník a pouzdro

Krok 1. Konec manžety protáhněte okem a vytvořte tvar válce.
Krok 2. Na levé paži najděte palpací brachiální tepnu.
Krok 3. Manžetu připevněte přímo na kůži, aby bílá značka bylapřímo nad brachiální tepnou a spodní okraj manžety bylpřibližně 1–2 cm nad jamkou předloktí.
Krok 4. Manžetu omotejte kolem paže tak, aby byla plocháa neklouzala, ale aby se pod ni daly vložit dva prsty.
Krok 5. Vzduchovou hadici připevněte pomocí lepicí pásky tak,aby procházela kolem ramen.
Krok 6. Popruh protáhněte přes přenosné pouzdro.
Krok 7. Upravte popruh tak, aby přenosné pouzdro bylo na levé straně.
Krok 8. Připojte vzduchovou záslepku do zásuvky konektoru vzduchu
na záznamníku.
Krok 9. Dejte záznamník do přenosného pouzdra.
Oko

Brachiální tepnaBílý symbol
polohy tepnyPřibližně
1 - 2 cm výšeBílý symbol polohy
tepny
Utáhněte tak, aby sevešly dva prsty

68

PáskaVzduchová hadiceVzduchová hadiceSvorkaManžeta

PopruhPřenosné pouzdro
Vzduchová záslepka
Zásuvkakonektoru
vzduchuVložtePřenosné pouzdro

Popruh69

8.7. Funkce měření krevního tlaku
8.7.1. Funkce A-BPM
Když se spustí A-BPM, krevní tlak se bude měřit podlepředvolených parametrů.

PoznámkaPřed provedením měření nastavte vestavěné hodiny apočáteční hodnotu natlakování, protože A-BPM s nastavenými
hodnotami bude pracovat. Viz část „8.2.2. Hodiny a funkce
monitoru při měření“ a „8.3. Předvolené programy A-BPM“.
Když se záznamník odstraní, nastavte přepínač AUTO na„OFF“.
Pokud je záznamník odstraněn během A-BPM, při dalším časespuštění se manžeta nafoukne a mohla by prasknout. Když serežim A-BPM obnoví, nastavte přepínač AUTO na „ON“.
Zobrazuje se značka, zatímco se používá A-BPM.

Během režimu čekání A-BPM lze provést manuální měření
krevního tlaku.
Výsledek manuálního měření krevního tlaku lze uložit do paměti.
Po zastavení režimu A-BPM se na OLED displeji zobrazíchybový kód E07 a uloží se do paměti.

Jak spustit A-BPM

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „ON“.
Krok 2. Na displeji OLED a LCD se zobrazí značkarežim A-BPM.
70. Je spuštěnJak pozastavit A-BPM

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Značka

je skrytá. A-BPM je pozastaveno.

Jak během A-BPM měření zastavitKdyž se během měření krevního tlaku stiskne přepínač
START/STOP , vzduch v manžetě se okamžitě vytlačía aktuální měření se zastaví. A-BPM však bude pokračovat.
Další měření krevního tlaku se provede podle nastavení
A-BPM.

Jak změřit krevní tlak během A-BPM okamžitě
(Manuální měření krevního tlaku během A-BPM)

Krok 1. Pokud je OLED displej skrytý, stiskněte přepínač
START/STOP nebo EVENT pro návrat na displejrežimu čekání A-BPM. Režim čekání A-BPM je stav,
kdy se krevní tlak během doby intervalu neměří.
Krok 2. Stiskněte přepínač START/STOP
A-BPM.

během režimu čekání

Jak dobu intervalu zdvojnásobit nebo resetovatKdyž je režim spánku v poloze „ON“ a během režimu čekání
A-BPM se stiskne přepínač EVENT , doba intervalu se
zdvojnásobí.

71

8.7.2. Funkce S-BPM
PoznámkaPřed provedením měření nastavte vestavěné hodiny apočáteční hodnotu natlakování, protože S-BPM s nastavenými
hodnotami bude pracovat. Viz část „8.2.2. Hodiny a funkce
monitoru při měření“ a „8.4. Programy S-BPM“.
Když pacient během používání ANBP nebo ASBP odloží
záznamník a manžetu, vyjměte ze záznamníku baterie (i během
režimu čekání). Pokud se baterie nechají v oddílu pro baterie,manžeta může prasknout, protože záznamník ji nafoukne při
dalším měření „1 rozsah“. Pokud se pacient k měření vrátí,baterie znovu vložte a stiskněte přepínač/.
Během režimu čekání S-BPM lze provést manuální měření
krevního tlaku.
Výsledek manuálního měření krevního tlaku lze uložit do paměti.
Po zastavení režimu S-BPM se na OLED displeji zobrazíchybový kód E07 a uloží se do paměti.

Jak spustit S-BPM

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Funkce jsou následující:Programy S-BPM
FunkceAmbulantní krevní tlak
OBP
Stisknutím přepínače
/Automatický ambulantní krevní
spustíte předvolený program
tlak
AOBP
během režimu čekání.
Domácí krevní tlak
HBP
Automatický noční krevní tlak ANBP Předvolený program vstoupí dopohotovostního režimu, dokud
Automatický krevní tlak měřený
nenastane „čas puštění“ nebo
pacientem
ASBP„čas spuštění alarmu“.
72Jak provést okamžité měření krevního tlaku při S-BPM.
(Manuální měření krevního tlaku pro S-BPM)

Krok 1. Pokud je LCD displej skrytý, stiskněte přepínač
START/STOP nebo EVENT pro návrat na displejrežimu čekání S-BPM.
Krok 2. Stiskněte přepínač/během režimu čekání S-BPM.
Okamžitě se provede měření krevního tlaku v „1 rozsah“.

Jak ukončit nebo pozastavit S-BPM
Funkce jsou následující:Programy S-BPM

FunkceAmbulantní krevní
tlak
OBP
Automatický
ambulantní
krevní tlak

AOBP

Stisknutím přepínače
měření krevního tlaku.

/

zastavíte

Domácí krevní tlak
HBP
Stisknutím přepínače
/zastavíte
Automatický noční
krevní tlak
ANBP měření krevního tlaku. Při dalším časespuštění se změří krevní tlak nebo serozezní bzučák.
#1
Automatický
Pokud chcete záznamník zcela vypnout,
krevní tlak měřený
vyjměte z něj baterie nebo přepněte na OBP,
pacientem
ASBP
AOBP nebo HBP.
#1: Viz část „6.2.1. Programy S-BPM“.

738.7.3. Manuální měření
Manuální měření krevního tlaku použijte pro předběžné testovacíměření a pro okamžité měření krevního tlaku.

PoznámkaBěhem režimu čekání lze okamžitě zahájit manuální měření
krevního tlaku.
Výsledek měření se uloží do paměti.

Jak provést okamžité měření krevního tlaku při A-BPM.
(Manuální měření krevního tlaku pro A-BPM)

Krok 1. Pokud je OLED displej skrytý, stiskněte přepínač
START/STOP nebo EVENT pro návrat na displejrežimu čekání A-BPM. Režim čekání A-BPM je stav, kdy se
krevní tlak během doby intervalu neměří.
Krok 2. Stiskněte přepínač START/STOP během režimu čekání
A-BPM.

Jak provést okamžité měření krevního tlaku při S-BPM.
(Manuální měření krevního tlaku při S-BPM)

Krok 1. Pokud je LCD skrytý, stiskněte přepínač START/STOP nebo
EVENT pro návrat na displej režimu čekání S-BPM.
Krok 2. Stiskněte přepínač/během režimu čekání S-BPM.
Okamžitě se provede měření krevního tlaku v „1 rozsah“.

748.7.4. Ukončení a pozastavení měření
Průběžné měření A-BPM, S-BPM a manuální měření krevního
tlaku lze okamžitě ukončit nebo pozastavit.

Poznámka
Po zastavení měření krevního tlaku se kód zastavení
E07 zobrazí na OLED displeji a uloží se do paměti.

Jak pozastavit A-BPM

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Značka

je skrytá. A-BPM je pozastaveno.

Jak během A-BPM měření zastavitKdyž se během měření krevního tlaku stiskne přepínač
START/STOP , vzduch v manžetě se okamžitě vytlačía aktuální měření se zastaví. A-BPM však bude pokračovat.
Další měření krevního tlaku se provede na základě nastavení
A-BPM.

75

Jak ukončit nebo pozastavit S-BPM
Funkce jsou následující:Programy S-BPM

FunkceAmbulantní krevní
tlak
OBP
Automatický
ambulantní
krevní tlak

AOBP

Stisknutím přepínače
měření krevního tlaku.

/

zastavíte

Domácí krevní tlak
HBP
Stisknutím přepínače
/zastavíte
Automatický nočníměření
krevního
tlaku.
Při
dalšímčase
krevní tlak
ANBP
spuštění se změří krevní tlak nebo serozezní bzučák.
#1
Automatický
Pokud chcete záznamník zcela vypnout,
krevní tlak měřený
vyjměte z něj baterie nebo přepněte na OBP,
pacientem
ASBP
AOBP nebo HBP.
#1: Viz část „6.2.1. Programy S-BPM“.

768.8. Připojení záznamníku k vyhrazenému perifernímu zařízení
8.8.1. Připojení pomocí kabelu USB
Postupujte podle uživatelské příručky aplikace ABPM DataManager, kde jsou popsána nastavení komunikace.

Upozornění
Připojení kabelu
Certifikovaný kabel USB zapojte do konektoru micro USB.
Kabel připojte ve správné orientaci. Nesprávné připojenímůže způsobit poruchu a nesprávnou funkci. Zkontrolujte,
zda je kabel správně připojen.
Krevní tlak nelze měřit během komunikace rozhraní USB.
Nepřipojujte pacienta, když je záznamník připojen ke
kabelu. Kabel se může omotat kolem těla nebo krku.
Příprava vyhrazeného periferního zařízení
Sundejte pacientovi záznamník i manžetu a teprve potom
záznamník (TM-2441) připojte k vyhrazenému perifernímuzařízení.
Pokud je zobrazena úroveň 1, připojte záznamník(TM-2441) po výměně baterií k periferním zařízením.

77

Jak záznamník propojit s vyhrazeným periferním zařízením pomocí
kabelu USB
Krok 1. Odkryjte na záznamníku konektor micro USB.
Připojte dodávaný kabel USB.

Konektor micro USB
Kabel USB

Jak zahájit přenos dat do vyhrazeného periferního zařízení
Krok 1. Kabelem micro USB propojtezáznamník a vyhrazené perifernízařízení.
Krok 2. Ozve se bzučák ase zobrazí na LCD displeji.
Datová komunikace přejde
do pohotovostního režimu.
Krok 3. S využitím vyhrazeného periferníhozařízení proveďte analýzu. Datovákomunikace přejde do aktivníhorežimu online pouze během
komunikace přes USB.

Připojte micro USB

Pohotovostnírežim

Aktivnírežim online

Jak ukončit datovou komunikaci s vyhrazeným periferním zařízením
Krok 1. V pohotovostním režimu vytáhněte kabel.
78

8.8.2. Používání komunikace Bluetooth®
Zařízení s technologií Bluetooth musí být spárováno s jiným
specifickým zařízením, aby s tímto zařízením mohlo
komunikovat. Jakmile je záznamník spárován se zařízením,přístroje mohou spolu automaticky komunikovat.

PoznámkaPři párování vypněte všechna další zařízení Bluetooth.
Nelze spárovat více zařízení najednou.
Pokud se záznamník spáruje s jiným zařízením, první zařízení
bude odpojeno.
Pokud po spárování spolu zařízení nemohou komunikovat,
proveďte párování znovu.

Párování Bluetooth®

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Pokud je displej skrytý, stiskněte přepínač START/STOP
nebo EVENT pro návrat na displej režimu čekání.
Krok 3. Stiskněte a podržte přepínač EVENT , dokud se Pairing(po FlightMode ) nezobrazí na OLED displeji. Záznamníkzačne vyčkávat na spárování.
Krok 4. Když je dokončeno párování Bluetooth, na LCD displeji sezobrazí symbol .
Pokud zrušíte aktuální párování, stiskněte přepínač EVENT .
Záznamník přejde na displej režimu čekání.

79

8.8.3. Pozastavení komunikace Bluetooth® (režim letadlo)
V režimu letadlo se může komunikace Bluetooth pozastavit.

Jak používat režim letadlo

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Pokud je displej skrytý, stiskněte přepínač START/STOP
nebo EVENT pro návrat na displej režimu čekání.
Krok 3. Stiskněte a podržte přepínač EVENT , dokud se na OLED
displeji neobrazí režim FlightMode .
Krok 4. Režim letadlo lze zapnout a vypnout pomocípřepínače START/STOP .
Přepínač START/STOP
FlightMode
FlightMode
OFF
ON
Krok 5. Stiskněte přepínaččekání.

EVENT

80

pro návrat na displej režimu

9. Údržba
9.1. Skladování výrobku, jeho revize a bezpečný provozLékařské přístroje, jako je tento záznamník, se musí udržovat,
aby správně fungovaly a byly spolehlivé a bezpečné jak pro
pacienta, tak pro obsluhu. Jako základní pravidlo platí, že
obsluha by měla toto zařízení každý den kontrolovat, například
na základě „Prohlídky před použitím“.
Každodenní kontroly záznamníku, například před jeho použitím,jsou nezbytné pro zachování bezchybného chodu zařízení, jehobezpečnosti a účinnosti.
Doporučujeme provádět na záznamníku pravidelné každoročnírevize.

Poznámka
Plán údržby musí sestavit zdravotnické zařízení, aby se zajistil
bezpečný provoz lékařského přístroje.

819.2. Čištění výrobku
Upozornění
Před použitím a poté záznamník vyčistěte. Záznamník
vyčistěte také před připojením k dalšímu pacientovi.
Při čištění nestříkejte na záznamník vodu ani jej do vody
neponořujte. Mohlo by dojít k poruše.
Když záznamník otřete vodou a antiseptickým roztokem,
usušte jej, aby se do kapalina nedostala do jeho vnitřních částí.
Záznamník pravidelně dezinfikujte, abyste zabránili šíření
infekcí. Záznamník nesterilizujte ve sterilizačním zařízení.
Nepoužívejte k čištění záznamníku organické rozpouštědlo
(například ředidlo) ani roztok povidonu a jódu. Mohlo by
dojít k zabarvení, poškození nebo vzniku poruchy.
K sušení záznamníku nepoužívejte fén na vlasy atd.
Mohlo by dojít k poruše nebo poškození.

Potvrzení po čištění manžety

Zkontrolujte, zda je kryt manžety správně zasunut dovnitř
látkového potahu manžety. Pokud nebude zasunut správně,může během nafukování dojít k poškození nebo výbuchu.

Čištění záznamníkuOtřete nečistoty a prach z vnější strany pouzdra záznamníku
pomocí gázy navlhčené vodou nebo teplou vodou a dobře
vyždímané. Pokud se na pouzdro přichytí krev nebo léčiva atd.,
nejprve jej vyčistěte gázou navlhčenou antiseptickým roztokem
a dobře vyždímanou. Poté otřete vlhké pouzdro pomocí gázynavlhčené vodou nebo teplou vodou a dobře vyždímané.
Doporučujeme používat chemikálie (název přísady)z antiseptického roztoku, které jsou uvedeny v tabulce(Příklad použití antiseptického roztoku (název přísady)).
82Čištění manžety

Pokud čistíte a dezinfikujete kryt a látkový potah manžety,vyjměte zevnitř potahu kryt manžety. Očistěte nečistoty a prachpomocí gázy navlhčené vodou nebo teplou vodou a dobře
vyždímané.
Při dezinfikování postupujte podle tabulky antiseptických roztoků
(Příklad použití antiseptického roztoku (název přísady)).
Příklad použití antiseptického roztoku (název přísady)Název součásti

Název výrobku

Benzalkonium chlorid 10% roztok benzalkonium chloridu
Izopropanol

70% v 1-propanolu

EtanolEtanol pro desinfikování, 76,9 až 81,4
objemového %Přečtěte si pokyny uvedené na samotném produktu
a postupujte podle nich.

PoznámkaManžeta a vzduchová hadice jsou spotřební součásti.
Pokud se často vyskytuje chyba měření nebo nelze krevní tlakměřit, vyměňte je za nové. Viz část „10. Volitelné položky
(na objednávku)“ této příručky.

83

9.3. Pravidelná kontrola
Provádějte pravidelnou denní kontrolu záznamníku.
Kontrola je popsána níže:9.3.1. Průvodce instalací bateriePoložky
Exteriér
Operation
DisplayMěření
ManžetaPoužívánínástrojů
PřipojeníPopisŽádné poškození nebo deformace v důsledku pádu.
Žádné znečištění, koroze nebo poškrábání na
jakékoliv součásti.
Žádné trhliny nebo chřestění panelů.
Žádné poškození nebo chřestění přepínačů a tlačítek.
Žádné nečistoty nebo škrábance na panelu displeje.
Vzduchová hadice nesmí být přeložena. Pokudv manžetě zůstává vzduch, může způsobit
nefunkčnost končetin v důsledku zastaveníprůtoku krve v paži.
Zkontrolujte, zda je kryt manžety správně
zasunut dovnitř látkového potahu manžety.
Žádné roztřepení manžety. Manžeta není zapletena.
Pokud zjistíte problém, manžetu vyměňte.
Manžeta je jednoúčelová.
Pokud je ve spojení mezi manžetou a krytemmanžety trhlina nebo lepivá hmota.
Pokud vzduchová hadice ztratila svou pružnost
a ztvrdla.
Když je povrch vzduchové hadice lesklý nebo
se zdá zaolejovaný.
Když má vzduchový měch trhliny.
Doporučujeme vyměnit manžetu každé tři roky,
bez ohledu na četnost jejího používání.
Žádné poškození přenosného pouzdra, popruhu
a manžety.
Vzduchová záslepka je správně připojena
k zásuvce konektoru vzduchu.
849.3.2. Prohlídka po instalaci bateriePoložka
Exteriér
OperationMěření
Manžeta
Kontrola hodnotynaměřeného
krevního tlaku

Popis
Není přítomen oheň, dým ani zápach.
Není slyšet žádné zvláštní zvuky.
Žádné poškození funkčnosti přepínačů
a tlačítek.
Naměřené hodnoty jsou blízké normální
hodnotě.
Během měření nejsou slyšet žádné zvláštní
zvuky ani nedochází k abnormalitám.
Pokud je hodnota naměřeného krevního
tlaku nesprávná, spojte se s místním
prodejcem.

859.4. Likvidace
Při likvidaci a recyklaci produktu postupujte podle předpisů
místní samosprávy pro ochranu životního prostředí.

Likvidace manžety

Manžeta, kterou pacient nosil na paži, je biologickým odpadem.
Proto ji zlikvidujte jako biologický odpad.

Likvidace vestavěné dobíjecí baterie

Upozornění
Záznamník je z výroby vybaven záložní baterií. Při likvidaci
záznamníku zlikvidujte baterie správným způsobemv souladu s místními předpisy pro ochranu životního
prostředí.

Další

Název
Obal

Část

Materiál

PouzdroKarton

Polstrování

Vzduchové polstrování, zvláštní obal

PytlíkVinyl

PouzdroABS + pryskyřice PCVnitřní součásti Obecné součásti
ŠasiŽelezoZáložní baterie Lithiová dobíjecí mincová baterie:Záznamníkv přístroji
ML2016H
Baterie

Alkalická baterie: 1,5V velikost LR6 nebo AA
Dobíjecí baterie:
Velikost AA
Baterie Ni-MH, 1 900 mAh nebo více86

9.5. Odstraňování problémů
Dříve, než se spojíte s místním prodejcem, podívejte se donásledujícího kontrolního seznamu a seznamu chybových kódů.
Pokud tato opatření problém neodstraní nebo pokud se problém
vyskytne znovu, spojte se s místním prodejcem.
Problém
Hlavní příčina
Ošetření
Po stisknutí jakéhoVyměňte baterie za
koliv přepínače se Jsou vybité baterie.
nové.
nic nezobrazuje.
Během režimu
OLED displej můžeA-BPM není nicpřestat zobrazovatVyjměte baterie azobrazeno na
signál v důsledku
znovu je namontujte.
OLED displeji.
elektrostatického účinku.
Časté resetování Záložní baterie se
Nabíjejte nové bateriehodin.
nenabíjí.
#1 po dobu 48 hodin.
Zkontrolujte manžetu
a vzduchovou hadici,
Nedochází kManžeta není správně
žádnému
zda nejsou zauzlované,připojena.
zohýbané nebo nenítlakovánípřerušeno spojení.
Žádná komunikace Komunikační kabel je Zkontrolujte, zda jeUSB#2 odpojen.
kabel správně připojen.
Vyhrazené periferníOdezva při
Počkejte na konec
zařízení dlouho stahuje
stahování. Může to trvat
komunikaci trvá
velké množství dat
maximálně 50 minut.
dlouho.
#2o životním prostředí.
Kryt baterie nelze Byly použity baterie
Kontaktujte místníhootevřít
nestandardní velikosti. prodejce.
#1: Uživatelé (neoprávněný pracovník údržby) nemohou vyměňovat
záložní baterii (lithiovou baterii) umístěnou na desce s obvody
uvnitř záznamníku. Záložní baterie je při měření nabíjena
z baterií (velikosti LR6 nebo AA).
#2: Je nutné mít vyhrazené periferní zařízení.

Upozornění

Záznamník nerozebírejte ani neupravujte. Mohli byste ho
poškodit.
879.6. Chybové kódy
Chybové kódy měření
KódVýznamPříčina a náprava

Chyba nulového tlaku Vypusťte z manžety zbývající vzduch.
Slabá baterieVyměňte baterie za nové.

Porucha přinatlakováníPři nafukování se nedosáhne
cílového tlaku.
Zkontrolujte připojení manžety.
Pokud je manžeta připojena
správně, záznamník je možná
porouchaný a potřebuje opravu.

Tlak překročí
299 mmHgBěhem tlakování se může pacientpohnout. Během měření by se mělpacient uvolnit a zůstat v klidu. Pokud
to nepomůže, zkontrolujte záznamník.

Proveďte vynucené
ukončení pomocí
START/STOP nebo přepínačpřepínače/
stiskněte pouze v případě,START/STOP nebo že je to nezbytné.
přepínače/.

Krevní tlak nelzezměřit.

Tepovou frekvenci nelze detekovatkvůli tělesnému pohybu nebo šumuzpůsobenému pohybem oblečení.
Uvolněte se a nehýbejte se.
Zkontrolujte polohu manžety.
Když k této poruše dojde, i kdyžje pacient v klidu, spojte ses prodejcem, aby záznamník
prohlédl a opravil.
88

Kód

VýznamPříčina a náprava

Chyba zabudovanéhoVyjměte baterie a znovu je vložte.
snímače zrychlení.
Přílišný tělesný
pohyb.
Mimo rozsah,
30
PULBěhem měření by se měl pacientuvolnit a zůstat v klidu.
200

Pokud k této chybě dojde opakovaně,zkuste jiné měření krevního tlaku.
#1
PP = SYS - DIA
SYS: Systolický krevní tlak
280 DIA: Diastolický krevní tlak
PP: Pulzní tlak

Mimo rozsah,
30
DIA
160
Mimo rozsah,
60
SYS

Mimo rozsah,
10PP
150 #1

Rychlost nafukování nebo vyfukováníMěření trvá déle nežje příliš nízká, přístroj je nutné
180 sekund.
prohlédnout.
Vyfukování trvá déle Rychlost vyfukování je možná příliš
než 90 sekund.
nízká, přístroj je nutné prohlédnout.
Nelze detekovat
tepovou frekvenci.

Tepovou frekvenci nelze detekovatkvůli tělesnému pohybu apod. Krevnítlak měřte ve chvíli, kdy je pacientuvolněný a nehýbe se.

Není správně
nastavena doba
intervalu.

Pokud je doba intervalu nastavena na
120 minut, nelze rozdíl mezi
posledním časem spuštění a dalšímčasem spuštění rozdělit do dvou
hodin dokonale přesně.

Chyba nulového tlaku
pro bezpečnostní
obvod.

Zobrazí se v čase spuštění měření.
Vypusťte z manžety veškerý
zbývající vzduch.
89

Kód

VýznamPříčina a náprava

Bezpečnostní obvod
detekuje příliš vysoký
tlak.

Během natlakování mohlo dojít
k pohybu pacienta. Během měření
se uvolněte a nehýbejte se.
Pokud k této chybě dojde i tehdy,když je pacient uvolněný a nehýbe
se, spojte se s prodejcem, abyzařízení zkontroloval.

Hardwarové chybové kódy na záznamníku
KódVýznamChyba paměti

Příčina a nápravaMůže se vyskytnout v případě
silného nárazu, například při pádu
záznamníku.
Pokud se tento kód zobrazuječasto, došlo k poruše vestavěné
paměti. Kontaktujte svého prodejcea požádejte o kontrolu.

Poznámka
Chybové kódy se mohou změnit bez předchozího upozornění.

90

10.
Manžety

Volitelné položky (na objednávku)

Název
Popis
Objednávkový kód
Malá manžeta
Obvod pažeTM-CF202B
na levou paži15 až 22 cm
5,9" až 8,7"Manžeta pro dospělé Obvod pažeTM-CF302B
na levou paži20 až 31 cm
7,8" až 12,2"
Velká manžeta
Obvod pažeTM-CF402B
na levou paži28 až 38 cm
11,0" až 15,0"
Extra velká manžeta Obvod pažeTM-CF502B
na levou paži36 až 50 cm
14,2" až 19,7"Manžeta pro dospělé Obvod pažeTM-CF802B
na pravou paži 20 až 31 cm
7,8" až 12,2"
Jednorázová manžeta
10 listů
TM-CF306A
Kryt na malou manžetu Na levou paži10 listů
AX-133024667-S
Kryt na manžetu pro
Na levou paži10 listů
AX-133024500-SdospěléKryt na velkou manžetu Na levou paži10 listů
AX-133024663-S
Kryt na extra velkou
Na levou paži10 listů
AX-133024503-Smanžetu
Kryt na manžetu pro
Na pravou paži10 listů
AX-133024353-Sdospělé
Látka na malou manžetu Na levou paži2 listy
AX-133025101-S
Látka na manžetu pro
Na levou paži2 listy
AX-133024487-Sdospělé
Látka na velkou
Na levou paži2 listy
AX-133025102-Smanžetu
Extra velká látka
Na levou paži2 listy
AX-133025103-S
Látka na manžetu pro
Na pravou paži2 listy
AX-133025104-SdospěléAdaptér vzduchové
TM-CT200-110A
hadice91

Analýza dat
Název
Kabel USB

Popis

Objednávkový
kód-

AX-KOUSB4C

Popis

Objednávkový
kód

Další
Název
List se záznamem činnosti 10 listů
Přenosné pouzdro
Popruh
Svorky5 kusů

92

AX-PP181-S-

AX-133025995-

AX-00U44189
AX-110B-20-S

11.

Dodatek

11.1. Zásady měření krevního tlaku
Postup měření: Omotejte manžetu kolem nadloktí. Manžetu
nafoukněte na tlak, který přesahuje systolický tlak krve. Potéz manžety postupně vypouštějte vzduch. Zatímco se navýstupním ventilu manžety měří tlak, objeví se tepová křivka
synchronizovaná s tepovou frekvencí. Tepová křivka se náhlezvýší poblíž systolického krevního tlaku. V průběhu vypouštění
se dále zvyšuje, dokud nedosáhne své maximální amplitudy,
a poté postupně slábne. Změny tepové křivky jsou zobrazenyna následující straně. Při oscilometrickém měření krevního tlaku
se systolický krevní tlak definuje jako bod, kde amplituda náhle
roste poté, co je detekován tep v tlaku manžety, zatímco střední
tlak krve je definován jako bod, kde amplituda dosahuje maxima,
a diastolický krevní tlak jako bod, kde amplituda postupně klesá.
Tlakový snímač zachytí i drobné změny tlaku manžety v průběhu
času, tepovou křivku uloží do paměti a podle algoritmu
oscilometrického měření vyhodnotí systolický a diastolický
krevní tlak. Podrobnosti v algoritmu se liší podle typu monitoru
krevního tlaku. Krevní tlak u dospělých a malých dětí se měříoscilometrickou metodou, která se poté srovnává s auskultační
metodou. Diastolický krevní tlak se definuje jako koncový bodfáze 4 při auskultační metodě. Tepová křivka tlaku manžety
závisí na charakteristice materiálu, z něhož je manžeta
vyrobena. Když se tedy použije konkrétní manžeta a k nípříslušný algoritmus, zachová se přesnost měření. Délka
vzduchové hadice je menší než 3,5 m kvůli tlumení v důsledkušíření tepových vln.
93

mmHg
200
150
100
50
0
200
150
100
50
0
Systolický krevní tlakPrůměrný krevní tlak
Diastolický krevní tlak

Čas

Čas

Mikrofonová metoda
Metodaoscilometrickéhoměření

Chybové faktory při měření krevního tlaku

Objektivním indikátorem spolehlivosti přesnostiměření může být tepový graf. Pokud sevyskytne šum v důsledku nepravidelné tepové
frekvence nebo fyzického pohybu, změní seamplituda grafu. Pokud tepový graf nemá
hladký průběh, zkontrolujte měření nebopoužijte jinou metodu.

Umístění manžety do stejné výšky, v jaké je srdce

Tepový grafManžetu noste na paži ve stejné výšce, jako je srdce.
Pokud je poloha manžety nesprávná, dojde k chybě měření.
Pokud je například manžeta o 10 cm níž než srdce, naměřený
krevní tlak je o 7 mmHg vyšší.
94

Správná velikost manžety

Použijte manžetu správné velikosti. Pokud je příliš velká nebopříliš malá, dojde k chybě měření. Měření provedená pomocímanžety, která je příliš malá, bývají vyhodnocena jako vysoký
krevní tlak bez ohledu na to, že krevní tlak je normální a tepny
zdravé. Měření provedená pomocí příliš velké manžety bývají
hodnocena jako nízký krevní tlak, zvláště u pacientů, kteří trpízávažnou arteriosklerózou nebo mají abnormální tepenné
chlopně. Nesprávná velikost manžety je příčinou rozdílů mezipřímou metodou a oscilometrickou metodou měření. Rozsah
obvodu paže, pro kterou je manžeta vhodná, je uveden na štítku.
Pro každého pacienta tedy použijte manžetu správných rozměrů.
Přesnost měření krevního tlaku je zaručena přesností tlakového
snímače, charakteristik vypouštění vzduchu a měřicím
algoritmem za předpokladu, že se použije správná manžeta a
vzduchová hadička. Pravidelně kontrolujte přesnost tlakového
snímače a charakteristiku vypouštění vzduchu.

9511.2. Informace o EMDNíže je popsán požadavek, který platí pro lékařská elektronickázařízení:Funkce podle směrnic o EMDPoužití záznamníku vyžaduje zvláštní opatření pro EMD(elektromagnetické poruchy). Používejte záznamník v souladu
s varováními pro EMD, které jsou popsány v této příručce.
Přenosné a mobilní komunikační zařízení pracující na rádiové
frekvenci (například mobilní telefony) mohou ovlivňovat chodlékařského elektrického zařízení.

Příslušenství je ve shodě s normami EMDPříslušenství a volitelné doplňky pro tento záznamník splňují
podmínky normy IEC 60601-1-2:2014. Pokud je použito
neschválené příslušenství, může způsobit zvýšení emisía nižší odolnost proti šumu.

Varování
Používejte příslušenství stanovené společností A&D.
Neschválené příslušenství může být ovlivněno
elektromagnetickými emisemi a mít nižší odolnostvůči poruchám.

EMISNÍ LIMITY
Jev
Vyzářené RF emise

Shoda

CISPR1196

Skupina 1, třída BÚROVNĚ TESTU ODOLNOSTI: Port pouzdraJevÚrovně testování odolnosti±8 kV kontakt
Elektrostatický výboj
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV vzduchVyzářené elektromagnetické
10 V/mpole, RF80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3 80 % AM při 1 kHz
Blízká pole od
Viz tabulku (Specifikace testu pro
rádiofrekvenčníchODOLNOST PORTU POUZDRA
bezdrátových komunikačních vůči rádiofrekvenčnímu
zařízeníbezdrátovému komunikačnímu
IEC 61000-4-3 zařízení)
Magnetická pole na jmenovité 30 A/m
frekvenci
IEC 61000-4-8 50 Hz/60 HzÚROVNĚ TESTU ODOLNOSTI: Port – ŠROUBENÍ PACIENTA
Jev

Úrovně testování odolnosti

Elektrostatický výboj
IEC 61000-4-2±8 kV kontakt±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV vzduchÚROVNĚ TESTU ODOLNOSTI: Port – vstup/výstup signálu
JevÚrovně testování odolnosti

Elektrostatický výboj
IEC 61000-4-2±8 kV kontakt±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV vzduch

Rychlé elektrické přechodové
jevy / rázy
IEC 61000-4-4±1 kV
100 kHz, opakovací frekvence

Vedené poruchy indukovanépoli na rádiové frekvenci
IEC 61000-4-8

3 V 0,15 MHz - 80 MHz
6 V v pásmech ISM a amatérských
rádií, mezi 0,15 MHz a 80 MHz
80 % AM při 1 kHz
97

380 - 390

TETRA 40098Úroveň testování
odolnosti (V/m)

Pulsní
modulace
1,8
18 Hz
FM
±5 kHz,GMRS 460
450 430 - 470
2
odchylka
FRS 460
1 kHz, sinusová
vlna
710
Pulsní
745 704 - 787 Pásmo LTE 13, 17
modulace
0,2
217 Hz780
GSM 800/900
810
TETRA 800
Pulsní
870 800 - 960
iDEN 820
modulace
2
CDMA 850
18 Hz
930
LTE pásmo 5
GSM 1800
1 720
CDMA 1900
Pulsní
GSM 1900
1 845 1 700 - 1 990
modulace
2
DECT
217 Hz
Pásmo
LTE
1,
3,
4,
25
1 970
UMTS
BluetoothPulsní
WLAN 802.11 b/g/n
22 450 2 400 - 2 570
modulace
RFID 2450
217 HzLTE pásmo 7
5 240
Pulsní
5 500 5 100 - 5 800 WLAN 802.11 a/n
modulace
0,2
217 Hz5 785
385

Vzdálenost(m)

Maximální výkon
(W)

ModulaceSlužba

Pásmo
(MHz)

Testovací frekvence(MHz)

Specifikace testu pro ODOLNOST PORTU POUZDRA vůčirádiofrekvenčnímu bezdrátovému komunikačnímu zařízení (RF)

0,3

27

0,3

28

0,3

9

0,3

28

0,3

28

0,3

28

0,3

9

Back cover: A&D Global
A&D Company, Limited
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

http://www.aandd.jp

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408) 263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123