IR-CA シリーズ
（汎用形／可動焦点形）（低温・短波長）、IR-CAP（低中温用）
IR-CAE（中温用）、（高温用）
IR-CAI
IR-CAS

放射温度計

PERFORMANCE SPECIFICATION

放射温度計・IR-CA シリーズの汎用タイプで、低温・短波長の IR-CAE、低中温用 IR-CAP、中温用 IR-CAI、
高温用 IR-CAS があり、いずれも光学系に可動焦点方式を採用しているため設置の自由度が大きく便利です。

■特長●デジタル温度表示、パラメータ設定機能を内蔵した一体構造。
●高精度、高速応答、高信頼性。
●通信インターフェイス・RS-485（MODBUS）をオプションにて用意。
● IR-CA の遠隔監視、遠隔設定のリモート用に設定表示器を用意。
RS-485 通信により設定・表示ができる。
●データ収録ソフトを用意。
●設置環境にあわせて、保護ケース、水冷板などのアクセサリを用意。

低温・短波長形 I R-CAE □□□□
100℃からの低温域を応答時間 0.02 秒の高速で測定可能。
低温の金属温度測定に適した短波長を採用しました。

■形式一覧
短波長形
低中温用低温形

距離係数式

測定範囲

中温用IR-CAE 2 □□□ 200

100 〜 500℃

IR-CAP 0 □□□ 50

80 〜 250℃

IR-CAP 2 □□□ 200

150 〜 450℃または200 〜 800℃
200 〜 1000℃
300 〜 1600℃

IR-CAI 0 □□□ 50
IR-CAI 2 □□□ 200

低中温用 I R-CAP □□□□
80℃からの温度域で測定が可能です。低温の金属温度測定、ガラス窓越しでの測定に適した波長を採用しました。

中温用 I R-CAI □□□□
200℃からの中温域を 0.003 秒の高速で測定できます。
高温側は 2000℃まで。

高温用 I R-CAS □□□□
500℃からの高温域を 0.003 秒の高速で測定できます。

IR-CAI 7 □□□ 視野絞りφ10mm 付き 200 400 〜 2000℃
高温用

IR-CAS 0 □□□ 50

500 〜 2000℃

IR-CAS 2 □□□ 200

600 〜 3000℃■構IR-CAS ７□□□ 視野絞りφ10mm 付き 200 700 〜 3500℃

成■基本タイプ□接続方法
Ｃ：コネクタ接続
温度4〜20mA DC
Ｔ：端子接続
外部入出力（オプション）□外部入出力（オプション）
RS-485/DI/DO/4〜20mA DC 入力
Ｎ：なし
IR-CA
電源24V DC
Ｓ：通信インターフェイス・RS-485
５：アナログ入力 4 〜 20mA DC■放射率遠隔設定タイプ
Ｊ：接点入力（DI）
Ｋ：接点出力（DO）●設定表示器 IR-GZA 組合せ□視定方式
IR-GZA
RS-485
空欄：ファインダ付き標準
温度4〜20mA DC
３：接写レンズ 300mm 内蔵タイプ付き（オプション）
温度4〜20mA
DC
RS-485
警報出力2点（測定距離 190 〜 300mm）
電源24V DC
100−240VAC
６：接写レンズ 600mm 内蔵タイプ付き（オプション）
電源
IR-CA□□□S□（測定距離 270 〜 600mm）
放射率、時定数など設定
Ｌ：レーザ投光付き（オプション）※ IR-CAI、IR-CAS のみ接続可能＊ファインダなし
IR-GZAHOLD
LOCKEV1 EV2

MＯDE

SEL
ENT

IR-CAE、IR-CAP の場合は別途 DC 電源が必要となります。

1PP-94-2

■機種別仕様●低温・短波長形

IR-CAE □□□□

●中温用

測 定 方 式：狭帯域放射温度計
検 出 素 子：PbSe
測 定 波 長：4 μ m
測 定 範 囲：100 〜 500℃（距離係数 200）
精 度 定 格：± 3℃（ただしε≒ 1.0、※基準動作条件において）

再安

現定性：1℃以内
性：温度ドリフト…0.15℃／℃
EMC 指令要求のテスト環境下において…測定範囲の ±10％分 解 能：1℃
応答時間（95％）：0.02s
光 学 系：レンズ集光、可動焦点方式
視 定 方 式：直視ファインダ
レ ン ズ 口 径：φ 20mm
消 費 電 力：最大 10VA
※基準動作条件は 23℃± 5℃●測定径と測定距離の関係
測定距離：0.5 ｍ〜∞
測定径＝

距離係数と測定距離による測定径の目安

測定距離（mm）

測定距離

距離係数 500 1000200
φ2.5 φ5距離係数

●低中温用

2000
φ10※基準動作条件は 23℃± 5℃●測定径と測定距離の関係

IR-CAP □□□□

測定距離：0.5 ｍ〜∞

測 定 方 式：狭帯域放射温度計
検 出 素 子：PbS
測 定 波 長：2 μ m
測 定 範 囲：80 〜 250℃（距離係数 50）
150 〜 450℃（距離係数 200）
200 〜 800℃（距離係数 200）
精 度 定 格：500℃未満…± 3℃
500℃以上…± 5℃（ただしε≒ 1.0、※基準動作条件において）再 現 性：1℃以内
安 定 性：温度ドリフト…500℃未満…0.15℃／℃
500℃以上…0.25℃／℃
EMC 指令要求のテスト環境下において…測定範囲の ±10％分 解 能：1℃
応答時間（95％）：0.02s
光 学 系：レンズ集光、可動焦点方式
視 定 方 式：直視ファインダ
レ ン ズ 口 径：φ 20mm
消 費 電 力：最大 10VA

距離係数 500 1000
50
φ10 φ20200
φ2.5 φ5

●高温用

測定径＝

距離係数

距離係数と測定距離による測定径の目安

測定距離（mm）
距離係数 500 1000
50
φ10 φ20200
φ2.5 φ5

測定距離
距離係数

2000
φ40
φ10

測定距離（mm）
距離係数 500 1000200
φ2.5 φ5IR-CAS □□□□

2000
φ40φ10※基準動作条件は 23℃± 5℃●測定径と測定距離の関係※中温用と同じです。ご参照ください。

PP-94-22000
φ10

測 定 方 式：狭帯域放射温度計
検 出 素 子：Si測 定 波 長：0.9 μ m
測 定 範 囲：500 〜 2000℃（距離係数 50）
600 〜 3000℃（距離係数 200）
700 〜 3500℃（視野絞りφ10 付き、距離係数 200）
精 度 定 格：1000℃未満…± 5℃
1000℃以上 1500℃未満…測定値の± 0.5％
1500℃以上 2000℃未満…測定値の± 1％
2000℃以上…測定値の± 2％（ただしε≒ 1.0、※基準動作条件において）再 現 性：0.2℃以内
安 定 性：温度ドリフト…0.1℃／℃または測定値の 0.015％／℃のどちらか大きい値
EMC 指令要求のテスト環境下において…測定範囲の ±1％
分 解 能：0.5℃
応答時間（95％）：0.003s
光 学 系：レンズ集光、可動焦点方式視 定 方 式：直視ファインダ
レ ン ズ 口 径：φ20mm
消 費 電 力：最大 2.4VA●測定径と測定距離の関係

測定距離

測定径＝

距離係数と測定距離による測定径の目安
測定距離（mm） （視野絞りφ10 付きの場合）※基準動作条件は 23℃± 5℃

測定距離：0.5 ｍ〜∞

IR-CAI □□□□

測 定 方 式：狭帯域放射温度計
検 出 素 子：InGaAs
測 定 波 長：1.55 μ m
測 定 範 囲：200 〜 1000℃（距離係数 50）
300 〜 1600℃（距離係数 200）
400 〜 2000℃（視野絞りφ 10 付き、距離係数 200）
精 度 定 格：1000℃未満…± 5℃
1000℃以上 1500℃未満…測定値の± 0.5％
1500℃以上 2000℃未満…測定値の± 1％
2000℃以上…測定値の± 2％（ただしε≒ 1.0、※基準動作条件において）再 現 性：0.2℃以内
安 定 性：温度ドリフト…0.1℃／℃または測定値の 0.015％／℃のどちらか大きい値
EMC 指令要求のテスト環境下において…測定範囲の ±1％
分 解 能：0.5℃
応答時間（95％）：0.003s
光 学 系：レンズ集光、可動焦点方式
視 定 方 式：直視ファインダ
レ ン ズ 口 径：φ 20mm
消 費 電 力：最大 2.4VA

2PERFORMANCE SPECIFICATION

■共通仕様

■外形寸法

表示

温度表示部…LCD4 桁、パラメータ部…LCD4 桁
表示単位…℃
放射率補正
放射率設定値…1.999 〜 0.050
信号変調
DELAY…一次遅れ（時定数 0.0 〜 99.9s、0.1s ステップまたは0.00 〜 9.99s、0.01s ステップ
任意設定）
時定数 0 ＝ REALPEAK… 最高値のトレース（減衰率 0.1〜10℃/s、0.1sステップ 任意設定）
演算機能
ゼロ・スパン調整、自動放射率演算、出力補正
アナログ出力 4 〜 20mA DC アイソレート出力
負荷抵抗…500 Ω以下
精度定格…出力範囲の± 0.2%
分解能…出力範囲の 0.04％
スケーリング…測定温度範囲内で任意に設定可能
模擬出力…アナログ出力の 0 〜 100% の範囲内で任意に設定可能
オペレータモード…放射率、信号変調、警報などの設定
設定キー
エンジニアリングモード…
表示単位、出力スケーリング、ゼロ・スパン、自動放率
演算の基準温度入力、出力補正などの設定
オプション機能の設定
機器温度異常、パラメータエラー
自己診断
使用温度範囲 0 〜 50℃
24V DC（許容電圧変動範囲 ･･･22 〜 28V）
電源
推奨電源ユニットIR-ZFEP（S8VS-01524 オムロン社製）
または設定表示器 IR-GZA
接続方法
端子接続またはコネクタ接続
ケース材質
アルミ製
質量
約 1.3kg

30（20）

66661055105（端子接続） （コネクタ接続）

1/4-20UNC深430

4-M4深4580φ4014065100

単位：mm（ ）内は参考寸法70■データ収録ソフト・IR-VXC1 □（別売品）
IR-CA とパソコンを組合せ、本ソフトにより測定温度データの収録を行います。

言語判別
Ｊ：日本語版
Ｅ：英語版

●一般仕様

動作環境

OSWindows2000/XP/Vista/7/10

ハードディスク

空き容量：約 20MB 以上

メモリ

256MB 以上

ドライブ

CD-ROMドライブ

インターフェイス

RS-232C ポート 1 基

ディスプレイへの測定データデジタル表示およびトレンド表示機

能

データ保存・再生（CSV 形式）
および印刷
接続台数：最大 3 台●機器構成
データ収録ソフト
IR-VXC1 □■オプション仕様
内容
オプション名通信インターフェイス★ RS-485 測定データの送信、各設定パラメータの送信および受信
入力信号…4 〜 20mA DC 放射率遠隔設定またはアナログ入力★
自動放射率演算を選択設定
1 点、ピークホールドリセットまたはサンプル
接点入力★
ホールド。ドライ接点またはオープンコレクタ
1 点、上限（下限）警報またはエラー信号。
接点出力★
フォトカプラ 30V DC、最大 50mA
半導体レーザ投光器内蔵。レーザ光は 1mW 以下
レーザ投光機能（645nm）、クラス 2、ファインダなしになります

ラインコンバータ
RS-485

RS-232C

IR-CA□□□S□注）★印のオプションはどれか 1 つの選択になります。

■設定表示器 IR-GZA（別売品）■設定・表示部（背面）IR-CA の遠隔監視・設定や直流電源の供給を行います。

（コネクタ接続）

表示器（端子接続）
直視ファインダ

直視ファインダ

設定キー

設定キー
表示器
24V
P＋

Pー

SIGNALOPTION＋＋ー■アクセサリ（別売品）ー

端子板

IR-CA 用の保護ケース、エアパージフード、シーリングウィンドウ、水冷フランジ、水冷板、接続ケーブル、接写レンズなどアクセサリを豊富に用意しております。

＋ −接地 ＋ − ＋ −
出力オプション出力
電源
24VDC 4〜20mADC または入力※設定表示器、アクセサリの詳細につきましては PS シート No.PP-98
をご覧ください。

3PP-94-2PERFORMANCE SPECIFICATIONCAUTIONLASER RADIATIONDO NOT STARE INTO BEAM
Max. 10mW 645mm
CLASS 2 LASER PRODUCTPER IEC 825-1 (1998)

レーザ投光形ご使用にあたってのご注意●レーザビームをのぞきこんだり、人の顔に向けて照射しないでください。
●測定面が鏡面に近いもの（光沢のある金属など）を測定する場合には、反射による影響にもご注意ください。

※本PSシートに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

URL : https://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
03-3956-2111

PP-94-2

営業所：

札 幌
仙 台
新 潟
水 戸
高 崎
大 宮

千東立
横厚静葉京川浜木岡

安全に関するご注意
広 島
福 岡
北九州富 山名古屋
大 阪
大 津姫 路岡 山※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2020年4月現在のものです。

4発行 2020.4

PDF
初版 2003.7