バイオ・医療「 課 題 解 決 型 福祉用具実用化開発支援事業」

世界初、持ち運べる高濃度酸素発生器独自吸着ポンプと脱着カートリッジで小型化実現
VIGO MEDICAL 株式会社
取材：Nov. 2020

誰もが⽇常的に使える装置を⽬指して⾼齢者⼈⼝が増加する現在、健康増進につながる新たな福祉⽤具の開発や普及には、社会の⼤きな期待が寄せられています。しかし、先進的な福祉⽤具の製品開発にはコストなどさまざまなリスクがあり、中⼩企業が単独で技術を開発して製品化することには困難が伴います。そうしたな
か、誰もが⽇常的に使える「⾼濃度酸素発⽣装置」の開発を続けてきたVIGO MEDICAL株式会
社は、NEDOプロジェクト「課題解決型福祉⽤具実⽤化開発⽀援事業」を通じて、⾼濃度酸素発⽣装置の使い勝⼿を、⾶躍的に改良する研究開発に取り組みました。酸素濃度を⾼めるために世界でもまれな「真空スイング吸着⽅式」を採⽤、また中⼼部の酸素濃縮機構をカートリッジ式にするなど、世界最⼩・最軽量かつメンテナンスが容易な⾼濃度酸素発⽣装置「Oxy'z（オキシーズ）」を開発しました。現在、アスリートや⾼齢者など、⾼濃度酸素を求める国内外の多くの⼈たちに使われています。

あって当たり前の〝酸素〟。その発⽣装置が必要な理由は？

⾃然の⼤気中で、酸素は約2割を占めています。「⾼濃度酸素発⽣装置」は、⼤気の約８割を占めている窒素を⼤気から除去することで酸素の体積⽐を⾼め、酸素濃度の⾼い気体を供給する機器です。医療に使われる「⼈⼯呼吸器」や「酸素マスク」「酸素ボンベ」などがその代表例です。これまで、医療⽤や⼯業⽤に⾼濃度酸素を発⽣させる⼤がかりな装置はありましたが、⽇常で、誰もが気軽に使えるものはありませんでした。
そこでVIGO MEDICALでは創業以来、⽇常的に⼿軽に⾼濃度の酸素を扱える製品の開発に取り組んできました。それは、創業者である同社取締役会⻑ 鈴⽊ 暢晃さんの「病気治療よりも前段に⾼濃度酸素を摂り込むことで、⾎流回復や⾎圧低下などの健康増進や体⼒向上による未病の体質作りにつながる効果が得られる」との考えからでした。
⽗・暢晃さんから経営を継承した、現・同社代表取締役社⻑の鈴⽊ 凱星さんはさらに、「⼈間や⽣物が酸素を吸⼊することは当たり前のことのようですが、実は酸素を摂り込める量は年齢とともに減っていってしまいます」と同社事業の背景を説明します。
「⽇本⼈の平均肺活量は20代を過ぎると減っていきます(図1)。特に60代以上の⽅が若いときのように酸素を摂り込むには、深呼吸をしても賄いきれません。そんなとき⾼濃度酸素発⽣装置のような機器で補うことができれば、⾼齢者の健康維持や増進のためには有効なはずです」（鈴⽊さん）
図1 年代別平均肺活量に関するグラフ（出展：佐々⽊英忠，他，“⽇本⼈スパイログラムと動脈⾎ガス分圧基準値―⽇本呼吸器学会肺⽣理専⾨委員会報告―“．⽇呼吸会誌 39: 1-17, 2001.）

たとえ、⼤気中に約２割という⼀定⽐率の酸素があるとしても、ストレスや加齢とともにその酸素を摂り込む⾝体の能⼒は減っていってしまう。その能⼒の低下を補うためや健康管理などのため、⼤気よりも⾼い濃度の酸素を⼈⼯的に摂り込むことが、誰でも、どこでも、⼿軽にできたら、ということが、VIGO MEDICALが⾼濃度酸素発⽣装置の研究開発に取り組んできた理由でした。

⾼濃度酸素発⽣装置の⼩型化や使いやすさの向上を⽬指す

そもそも⾼濃度酸素は、世界中の病院で延命や蘇⽣に利⽤されている酸素マスクや酸素ボンベ、スポーツ選⼿がケガの回復に利⽤している酸素カプセルで⽤いられていることで有名です。しかしながら、従来の⾼濃度酸素発⽣装置は、呼吸器系疾患の患者さんなどが使う医療⽤はもとより、健康機器として普及している酸素カプセルのように、使⽤に当たって専⾨技術や医療資格が必要になったり、購⼊時や使⽤時にも⾼額な負担がかかるなど、誰もが扱うには難しいものばかりでした。
それに対してVIGO MEDICALでは、誰もが⽇常で使える製品を⽬指して⾼濃度酸素発⽣装置の⼩型化に挑んできました。これまでの製品化事例では、家庭内で据え置き型として使うタイプや、持ち運びを考えた⼤型キャリーバッグのような姿をした装置もありました（写真1）。
しかし、より利便性を⾼めるには、さらに⼩型にすることが重要と考えました。また、使い続けることで医療機器を含めたすべての機器で起きる⾼濃度酸素が発⽣しにくくなってしまう問題に対して、これまではユーザーに製品を送ってもらい補修や交換をしていました。ですがVIGO
MEDICALでは、ユーザーでできるようにすることも、⽬標にしました。

写真1 （左）据え置き型と、（右）キャリーバック型の⾼濃度酸素発⽣装置 (写真提供：VIGO MEDICAL)「酸素を⽔と同じように『いつでも』『どこでも』『⼿軽に』使える時代を創造したい」そう
望むなかで、VIGO MEDICALはNEDO事業を知り、2011年度の「課題解決型福祉⽤具実⽤化開発⽀援事業」に応募することにしました。
「病気で倒れてから使うのでなく、健康のために⽇常的に使えるような福祉向けの⾼濃度酸素発⽣機器を普及させたい。その思いが通じたのか、事業に採択されました」（鈴⽊さん）
こうして、世界最⼩・最軽量でかつ、世界初のユーザーで補修や交換ができるといった、これまでの⾼濃度酸素発⽣装置にはない、使いやすさを備えた新製品「Oxyʼz」実現への挑戦が始まりました。

従来にない窒素ガス吸着⽅式を採⽤

VIGO MEDICALはNEDO事業における「Oxyʼz」の研究開発にあたり、はじめに「使い勝⼿のよさのためにこれらは必須」という設計条件を定めました。それは、「装置はA4サイズ以内」「メンテナンス⽅法は脱着可能な酸素濃縮カートリッジ⽅式」といった条件であり、従来の⾼濃度酸素発⽣装置では考えられないような難度の⾼い⽬標でした。
研究開発を担当した技術開発本部⻑の蛭⽥ 恵⼀さんは、「⼤きく三つのことをNEDO事業で実現し、製品化させることができた」と話します。
その⼀つ⽬は、⾃然の⼤気から窒素ガスを除去するために、「真空スイング吸着（VSA：Vacuum Swing Adsorption）」⽅式、特に世界初の「Rapid VSA（RVSA）」⽅式を採⽤したことです。

⾼濃度酸素を発⽣させるためには、装置の中で、⼤気中から窒素ガスを除去する必要があります。そのためにVIGO MEDICALは、窒素ガスを吸着剤に吸着させて相対量を減らし、酸素の相対量を増やそうとしました（図2）。

図2 ⾼濃度の酸素発⽣の仕組み (資料提供：VIGOMEDICAL)

その⽅法にはいくつかの⽅式がありましたが（「なるほど基礎知識」参照）、装置の⼩型化の⽬標達成のため、原理的には知られていても、当時、⾼濃度酸素発⽣装置にはほとんど実装 さ れ て い な か っ た VSA ⽅ 式 を VIGOMEDICALは選びました。
従来の⼀般的な⾼濃度酸素発⽣装置では、窒素ガ ス の 吸 着 法 と し て、 「 圧 ⼒ ス イ ン グ 吸 着（PSA：Pressure Swing Adsorption）」⽅式が採⽤されてきました。PSA⽅式は、窒素ガスの吸着筒に圧⼒を加えて、⾃然の⼤気から窒素ガスを取り除く仕組みです。蛭⽥さんは「そのためPSA⽅式では圧⼒を加えるために装置の⼤型化につながるコンプレッサーが必要になり、製品が⼤型化してしまいます」と話します。

「⼀⽅、VSA⽅式では、ブロワーを⽤いて吸着塔内を真空圧にし、吸着圧を形成させる⽅式で、⼤型コンプレッサーが要りません。開発⽬標であるA4サイズ化達成のために、私たちにはVSA⽅式が唯⼀の選択肢でした」（蛭⽥さん）
ただし、VSA⽅式にも弱点はありました。PSA⽅式より窒素ガスの吸着⼒が⼩さいため、医療現場で使われているような酸素濃度が90％の従来製品より薄くなってしまうことでした。しかし、鈴⽊さんは⾔います。「私たちの製品は健康機器で、医療⽤のような⾼濃度の酸素は必要なく、40％程度の酸素濃度でも効果が期待できることが⻑年の研究で分かっていました。さらに、濃度が低いことで引⽕の⼼配も少なく、装置の取り扱いも楽になります。そうしたことから弊社の開発⽬的を達成するには、VSA⽅式でも⼗分と判断しました」

写真2 （左）「Oxyʼz」の内部機構（右）窒素ガスの吸着筒。吸着筒は2本あり、交互に作動させることで、連続的に⾼濃度酸素を得る

また窒素ガスの吸着剤もVSA⽅式による⼩型化の利点を⽣かすため、従来と違う物質を選択しました。
⼀般的に窒素ガスの吸着には⼈⼯鉱物「モレキュラシーブ」（合成ゼオライト）に陽イオンをもたせた吸着剤を⽤いますが、VIGO MEDICALでは、その陽イオンを従来のナトリウムイオンでなくリチウムイオンに変更しました。蛭⽥さんは、「リチウムイオンはイオン半径がナトリウムイオンより⼩さいため、電荷密度が⾼くなり、吸着に関わる極性が強く、吸着⼒の劣るVSA⽅式に向いていたからです」と説明します。
VSA⽅式とリチウムイオンのモレキュラシーブという、従来にない⾼濃度酸素発⽣の仕組みを組み合わせることで、VIGO MEDICALは、開発⽬標の⼀つであるA4サイズ化達成へと踏み出すことができました。

特殊なT字型モーターポンプを開発

⼆つ⽬は、独⾃のT字型モーターポンプの開発でした。⾼濃度酸素発⽣装置でのモーターポンプ
は、モーター1個とポンプ2個からなる機構で、⼤気を吸着筒に送り込んだり、吸着筒を真空状態にして圧⼒を減らしたり、真空状態を解放して圧⼒を⼤気圧まで⾼めたりする役⽬を担っています。
従来の発⽣装置にもモーターポンプは備わっていますが、今回の「Oxyʼz」では、A4サイズ化達成という⾄上命題がありました。そこで、VIGO MEDICALでは、モーターポンプの形状をT字状にして、T字の横棒の左右にポンプ1個ずつを配置しました。そして、左右のポンプの間から下へおろすようにモーターを配置しました。その理由は、⼩型化にも、使いやすさの向上にも、つながるからでした。

写真3 独⾃設計し、開発した「T字型」のモーターポンプ

⼩型化の効果について蛭⽥さんは、「通常のモーターポンプでは、モーターの両端に縦型のポンプが置かれています。それだとどうしてもA4サイズに収まりにくくなります。T字型にすると収まりがよく、また空いたスペースに別の機構を配置することもできます」と説明します（写真3）。
また、使いやすさの向上については、「⼩型化達成という開発⽬標と同様に、ユーザーの利便性を考えて、装置を⽴てて置いても寝かせて置いても、酸素濃度が安定に保たれることも重要な開発⽬標でしたが、従来の配置では無理でした。しかし、T字型にすることで、この開発⽬標も同時に実現することができました」と蛭⽥さんは⾔います(写真3，4）。

写真4 横置きしても使える「Oxyʼz」。カートリッジの交換時期を知らせてくれる機能もあるとは⾔ってもその実装は⼀朝⼀⼣にいくものではありませんでした。蛭⽥さんは、「もしT字型モーターポンプの既製品があるならそれに⾶びついていたかも」と当時の苦労を振り返ります。当然ながら⾼濃度酸素発⽣装置の⼩型化と縦横⾃由な置き⽅を可能にするようなT字型モーターポンプが市場にあるわけもなく、独⾃に開発するしかありませんでした。
「試作してみては、デカイねということになり、また試作してみて、まだデカイねと、何回も試作を繰り返しました」（蛭⽥さん）。こうして試作を重ねた結果、ついに⽬的を満たすT字型モーターポンプを実現させました。

「孔」の⼤きさの最適解を追求「三つ⽬は、酸素濃縮カートリッジの孔の⼤きさを極めたことです」（蛭⽥さん）。酸素濃縮カートリッジは、窒素ガスの吸着筒が備わる、まさに装置の中⼼部といえます。吸着筒は２本あり、⽚⽅の吸着筒で窒素を吸着し酸素濃度を上げているときに、もう⽚⽅の吸着筒では吸着した窒素を脱着して、吸着剤（モレキュラシーブ）の再⽣を⾏います。

写真5 「Oxy'z」の酸素濃縮カートリッジ

このように酸素濃縮カートリッジでは、２本の吸着筒を交互に使うことにより、連続的に酸素濃縮空気を供給していますが、そのためにカートリッジカバーの内部には3個の細孔が開いています。

図3 「Oxyʼz」の機構略図。VIGO MEDICALでは、VSA⽅式による吸着をさらにスピード化させたことから、「RVSA（Rapid Vacuum Swing Adsorption）
⽅ 式 」 と 独 ⾃ に 呼 ん で い る ( 資 料 提 供 ： VIGOMEDICAL)

⼀つは⽣成された濃縮酸素を取り出すための「孔」。残り⼆つは、吸着された「窒素」を脱着するための孔です（図4）。

図4 細孔の配置（資料提供：VIGO MEDICAL）「採⽤した⽅式の場合、この2個の細孔径が吸着圧（⾼濃度酸素⽣成）に深く寄与します。⼩
さくすれば吸着圧を上昇させ、⾼濃度酸素を効率良く得ることができますが、窒素の効率の良い脱気の妨げ、常に⾼濃度酸素を⽣成するといった急速性を弱めてしまうという問題が有りました。また、サイクルタイムの関与も注視しなくてはなりませんでした」（蛭⽥さん）

吸着のための圧⼒を保ちつつ、モレキュラシーブ吸着剤の破過をなるべく抑えるといった条件を最適に満たす孔径とは。また、それを有効にするサイクルタイムとは。蛭⽥さんらは、その答えを⾒つけるためにまた試⾏錯誤を繰り返しました。
孔径が、わずかに0.01mmごとに異なるカバーをいくつも試作し、サイクルタイムを0.1秒単位で変更するといった試験を重ねました。さらに、RVSA⽅式を形成するスイングの中間点に存在するサイクルタイムの変化や、稼動停⽌時に吸着筒にスイングタイムを追加しても孔径と相互作⽤してしまい酸素濃度に変化が⽣じてしまうなど、様々な調整が必要でした。
孔の径がわずかに異なるカバーを何百通りにもわたり試作したのは、VIGO MEDICALの製造委託先である⼭形県東根市の株式会社吉⽥です。吉⽥では、直径が0.01mmずつ異なる孔を開けられるピンを交換できる治具を製作し、VIGO MEDICALの要望に応えました。
吉⽥の代表取締役である吉⽥ 英樹さんは、「こうした細かさでの孔径のリクエストは、これまでほとんどありませんでした。けれども対応できるよう、専⽤の治具を作っていきました」と振り返ります。

写真8 カートリッジのカバーに専⽤治具で孔を開ける。両脇に2つの孔があり、また中央に別種の孔がある。孔の⼤きさは0.4mmほど

試験では、⼤きさが0.01mmずつ異なる孔を20種類ほど⽤意して組み合わせを変えてみるとともに、真空にしたり戻したりする時間設定も0.1秒単位で変えるなどして、最適解を求めていきました。

写真9 「Oxy'z」のカートリッジ試作⽤に製作した独⾃の治具の調⼦を確かめる、（左）代表取締役の吉⽥英樹さんと、（右）技術部⻑の⼩松 省悟さん

こうした試⾏錯誤の積み重ねの末に、世界最⼩・最軽量で、世界初のユーザーが交換可能なカートリッジ式濃縮機構を搭載した⾼濃度酸素発⽣装置「Oxy'z」が完成しました。また、この技術は独⾃性があり、世界的にも新規であったことから、⽇本はもとより世界各国で特許を取得するに⾄りました。

販売⾯でのNEDOの効果は予想以上

鈴⽊さんは「Oxyʼz」の完成時のことを思い返して⾔います。「前機種までと⽐べると、特⻑のある製品にすることができました。⼩型化もそうですが、吸着剤の交換をカートリッジ交換だけで済ませられたことで、ユーザーさんから製品まるごと送り返してもらう必要がなくなりました。これで、事業の世界展開もできるようになるだろうと、期待が⼤きく膨らみました」
鈴⽊さんは続けて「実際、NEDOの名前は海外でとてもよく知られていることを実感しました」と⾔います。「⽇本だけでなく海外の代理店にも積極的に『Oxyʼz』を紹介していますが、NEDOのロゴマークの⼊ったパンフレットを渡すと、信⽤度がまったく違ってきます」（鈴⽊さん）
鈴⽊さんらは「Oxyʼz」の研究開発に着⼿の際、開発資⾦の調達元としてベンチャーキャピタルなども検討していましたが、「製品が完成できたら、それを広めていくには、NEDOの⽅が有効ではないかと考え、NEDO 事業に応募しました。実際、NEDO事業に採択されたことで、お客様や代理店にもよりいっそう安⼼していただき、その効果は想像よりも⼤きなものでした」と話します。

⾼齢者だけでなく、アスリートも使⽤VIGO MEDICALは、NEDO事業終了後の2014年1⽉に「Oxy'z」を本格的に発売しました。鈴
⽊さんによると、これまでおよそ1万台を販売しています。利⽤者層は⼤きく⼆つあります。
「⼀つは、呼吸弱者であるご年配の⽅々です。当初の狙いどおり、肺活量の低下などで⼗分な呼吸がしづらくなってきた⽅々にお使いいただいています。こうした層が、ご利⽤者の6割ほどです」「もう⼀つの主要な利⽤者層は、より若い世代」と、鈴⽊さんは続けます。「スポーツ関係者やアスリートといった若い世代の⽅々です。練習の合間や試合後などに、『Oxyʼz』を使っていただいています」
こうしたアスリート層での利⽤の広がりを⾒てVIGO MEDICALでは、その利⽤効果を検証するための研究にも取り組み始めています。2019年には、Jリーグ・⼤分トリニータの公式クラブスポンサーとなり、トリニータの選⼿たちに製品11台を無償貸与し、継続使⽤後の選⼿の体温、⾎圧、⼼拍数、⾛⾏距離、スプリント回数の増減などの計測や、⾎液検査を実施しています。
鈴⽊さんは、「1年間ほど使⽤しつづけていただいた選⼿たちには、未使⽤の選⼿たちに⽐べて酸素を体内に取り込む能⼒、⾻格筋が酸素を利⽤する能⼒が改善され、運動能⼒の向上効果が⾒えてきています」と話します。

写真10 VIGO MEDICALの⾼濃度酸素発⽣装置を利⽤する⼤分トリニータの選⼿ （2020年シーズン当時に在籍していた選⼿の写真となります）（写真提供:OITAF.C.）「例えば⼤分トリニータは、試合中のチーム⾛⾏距離について、2019年のJ1リーグ18チーム中3位でした。そうした結果と酸素吸引の効果との因果関係をいま学術的に調査・研究しています。各種の計測の結果などは、桐蔭横浜⼤学の桜井 智野⾵先⽣（スポーツ科学研究科スポーツ科学専攻研究科⻑・教授）に監修していただき、関連学会に学術論⽂として発表する準備もしています」（鈴⽊さん）

さらに機能性を⾼め、販路も広げたい

NEDO事業での成果をさらに⼤きなものにすべく、VIGO MEDICALでは現在、さらなる研究開発と販売拡⼤の両⽅で、努⼒を続けています。

写真11 「Oxy'z」の後継機種として、2021年1⽉に販売開始する「Oxy'z Ⅱ」。外観も⼀新。(写真提供：
VIGO MEDICAL)

研究開発⾯では、さらなる⼩型化・軽量化を⽬指すことはもとより、酸素濃度をさらに⾼める
た め の 挑 戦 も し て い ま す。 鈴 ⽊ さ ん は 、「NEDO事業で努⼒を重ねてきたプロセスやデータを⽣かすことで、40％が限界と思っていた酸素濃度を、約50％まで⾼められることができる よ う に な り ま し た 」 と ⾔ い ま す。 VIGOMEDICALでは2021年1⽉から、その成果を活⽤して「Oxy'z」よりも⾼濃度の酸素を発⽣させることができる「Oxy'z Ⅱ」の発売を開始する予定です。

また、販売については、海外への販路拡⼤を本格化させようとしています。鈴⽊さんはその意気込みを語ります。
「海外には、⼤気汚染の課題を抱える国もあります。空気を清浄する技術は⽇本発のものが貢献していますが、そうしてきれいにした空気から、効率よく酸素を摂り込むことの利点までは、まだあまり気付かれていません。⼩型で軽量なことや、カートリッジを脱着できることに対して、『Oxyʼz』は海外でも⾼い評価をいただいています。メイドインジャパンの技術を、これからもっと世界に広めていきたいと考えています」

酸素の価値を誰もが認識する社会にしたい

VIGO MEDICAL株式会社代表取締役社⻑
鈴⽊ 凱星 さん

鈴⽊さんは、今回のNEDO事業での研究開発を統括しました。広告代理店勤務後、創業者である⽗・鈴⽊ 暢晃さん（現会⻑）の意志を継ぎ、⾼濃度酸素発⽣装置の事業を担い、2017年よりVIGO MEDICAL代表取締役社⻑に就いています。
「⽗の代から⾜かけ40年ほど⾼濃度酸素に関わっています。かつて⽔を飲むといえば、もっぱら⽔道⽔からでした。でも、いまはミネラルウォーターなどの⽔を買うのが当たり前になっています。空気中にある酸素も同様に、ゆくゆくはみなさんが特別な価値があるものという認識になってもらえるようにすることができればと思っています」

製品開発は学びの連続

蛭⽥さんは、NEDO事業における研究開発の中⼼⼈物でした。もともと機械設計を専⾨とし、VIGO MEDICAL⼊社以前は⾃動⾞メーカーでオーディオの外装設計などを⼿がけてきました。
VIGO MEDICAL株式会社
技術開発本部 本部⻑蛭⽥ 恵⼀ さん「孔の⼤きさをわずか0.01mm変えたり、サイクルタイムをたった0.1秒変えたりするだけで、圧⼒が⼤きく変わるというのは⾃分でも驚きでした。組み合わせを考えると、何通り試験すればいいのだろうと途⽅に暮れたこともありましたが、研究開発の仕事は、学びの連続。さらに使いやすい装置の開発に取り組み続けます」

酸素濃縮・発⽣⽅法のいろいろ

⾼濃度酸素を発⽣させるためには⼤気を利⽤します。⼤気の主成分である窒素と酸素のうち、窒素の量を減らせば、相対的に濃い酸素を得ることができます。

そのために、⼀般的に使われているのが「圧⼒スイング吸着（PSA：PressureSwing Adsorption）」⽅式です。
吸着剤であるゼオライトを充填した吸着筒に⼤気を送り込み、コンプレッサーで圧⼒をかけていきます。すると、酸素と窒素のうち、ゼオライトと親和性の⾼い窒素が多く吸着します。こうして酸素濃度の⾼いガスが分離されます。
図5 PSA⽅式の模式図

⼀⽅、吸着された窒素は、吸着筒の⼤気圧まで減圧されてゼオライトから脱着して排ガスとして⼤気に放出されます。この脱着と吸着の繰り返しを⼆つの吸着筒で交互に⾏い、連続的に⾼濃度酸素を得ていきます（図5）。

⼀⽅、VIGO MEDICALが採⽤した「真空スイング吸着（VSA：Vacuum SwingAdsorption）」⽅式では、ブロワーで吸着筒内を真空にし、常圧に戻る時に形成される「吸着圧」を利⽤し窒素を吸着させます。その後、吸着筒内を真空にして、⼤気圧以下にして窒素をゼオライトから脱着していきます。

PSA同様に、VSAでもこの吸着と脱着の繰り返しを⼆つの吸着筒で交互に⾏い、連続的に⾼濃度酸素を得ていきます（図6）。

図6 VSA⽅式の模式図

PSAでは、窒素吸着のために吸着筒内の圧⼒を⾼め、吸着筒内が⼤気圧に変化することで⽣じる圧⼒で脱着させます。その際、特有の⾳も⽣じてしまいます。VSAでは、逆に窒素脱着のための真空圧が⼤気圧に戻る際に⽣じる圧⼒で窒素を吸着させます。
この⽅式により吸着⽅式の酸素濃縮器特有の「⾳」も軽減されます。

「課題解決型福祉⽤具実⽤化開発⽀援事業」（1993年度〜）（NEDO内担当部署：イノベーション推進部）

NEDOは本事業で、⼼⾝の機能が低下した⾼齢者や障害のある⼈の健康の増進、⽣活の質の向上（QOL）に貢献する技術の確⽴を⽬指して、福祉⽤具の実⽤化開発を⾏う中⼩・ベンチャー企業に対して、1993年度から⽀援を⾏っています。
その際、⽀援企業の研究開発を促進させるだけでなく、展⽰会への開発品の出展やビジネスマッチングの場を設け、市場の声やユーザーニーズを取り込めるような環境作りも併せて実施しています。
VIGO MEDICALは本事業にて研究開発を⾏い、A4サイズで重量約2.6kgのためいつでもどこでも⼿軽に酸素を補給できる⼩型⾼濃度酸素発⽣器「オキシーズ®」の製品化に成功しました。

関連プロジェクト
課題解決型福祉⽤具実⽤化開発⽀援事業/⾼齢者の呼吸補助器具としての⼩型酸素発⽣装置（2011〜2012年度）