Hindi matatag na presyon
Kumuha ng panibangong
ng dugo dahil sa paggalaw
pagsukat. Manatiling hindi
habang pagsukat.
kumikilos habang pagsukat.
Nasa 10 mmHg ang pagitan ng mga
systolic at diastolic sa bawat isa.
Hindi tumaas ang halaga ng presyon
habang pagkarga ng hangin.
Ilapat nang wasto ang cuff,
at kumuha ng panibagong
Hindi nailapat nang wasto
pagsukat.
ang cuff.

Digital na Monitor ng Presyon ng Dugo
Model UA-611Plus / UA-651Plus
Manwal ng Tagubilin Pagsasalin
1WMPD4003710D

1. Minamahal na Mga Customer
T

T

Binabati ka namin sa pagbili mo ng pinakamakabagong A&D
monitor ng presyon ng dugo. Idinisenyo para sa dali ng paggamit at
katumpakan, magbibigay-daan ang device na ito sa pang-araw-arawmong regimen sa presyon ng dugo.
Inirerekomenda naming basahin nang mabuti ang manwal na ito bago
gamitin ang device sa unang pagkakataon.

2. Mga Paunang Puna
T
T
T

T

T

T
T
T
T

T

T
T

T
T

T

T

T
T

T
T
T
T
T
T
T

Idinisenyo ang device para gamitin ng mga nasa hustong gulang(mga adult), hindi ng mga bagong silang o sanggol.
Kaligiran na paggagamitan. Ikaw ang gagamit sa device sa kaligiransa pangangalaga ng kalusugan sa tahanan.
Idinisenyo ang device na ito para sukatin ang presyon ng dugo at bilis
ng pulso ng mga tao para sa diagnosis.

SYS
DIA
PUL/min

2020

SN

IP

4. Pagtukoy sa Mga Piyesa
Saklaw ng wastong sukat
Index Marka ng posisyon ng artery

6. Paggamit sa Monitor
6.1. Pagkabit / Pagpalit ng Mga Baterya
1. Alisin ang takip ng baterya.
Hakbang 4
2. Alisin ang gamit-nang mga baterya
mula sa sisidlan ng baterya
sakaling papalitan ang mga ito.
3. Ipasok ang bagong mga
baterya sa loob ng sisidlan ng
baterya gaya ng ipinapakita,
ingatan na wasto ang mga
Hakbang 2
polarity (+) at (-).
4. Ibalik ang takip ng baterya.
Gumamit ng R6P, LR6 o AA
na mga baterya lang.

Hose ng Hangin
Plug na AC adapter
Display
START Button
Socket ng Hangin
Plug ng Air Connector

Cuff sa Braso

T

Hakbang 3

T

T
T
T

T

T

Ipasok ang mga baterya gaya ng ipinapakita sa sisidlan ng baterya.
Kung mali ang pagkakalagay, hindi gagana ang device.
Kapag kumukurap ang
sa display at ianunsyo ng device na kailangannang palitan ang baterya, palitan ang lahat na mga baterya ng mga bago.
Huwag pagsasamahin ang mga luma at bagong mga baterya. Maaaring
umikli ang buhay ng baterya, o magdulot ng pagpalya ng device. Palitan ang
mga baterya dalawang segundo o higit pa pagkaraang mag-off ng device.
hindi lumilitaw kapag wala nang karga ang mga baterya.
Nagiiba-iba ang haba ng buhay ng mga baterya kasabay ng temperaturang paligid at maaaring mas maikli sa mga mababang temperatura.
Sa kadalasan, tatagal ang apat na bagong mga R6P battery nanghumigit-kumulang tatlong buwan kapag ginagamit sa pagsukat nangdalawang beses sa bawat araw.
Gamitin ang tinukoy na mga baterya lang. Ang mga baterya na
kasama ng device ay para lang sa pagsubok sa paggana ng device atmaaaring maikli lang ang buhay.
Alisin ang mga baterya kung matagal na hindi gagamitin ang device.
Maaaring mag-leak ang mga baterya at magdulot ng pagpalya.

6.2. Pagkabit sa Hose ng Hangin

Ipasok nang mahigpit ang plug ng air connector
sa socket ng hangin.
Hose ng Hangin
Plug ng Air Connector

6.3. Pagkabit sa AC Adapter

T

T

Model UA-651Plus lang
Ipasok ang plug na AC adapter sa
DC jack. Pagkatapos, isaksak ang
Plug na AC adapter
AC adapter sa isang saksakan ng
DC jack
kuryente. Ang AC adapter, ang model
TB-233C ay ibinebenta nang hiwalay.
Kapag hinuhugot ang AC adapter mulasa saksakan ng kuryente, hawakan at
hatakin ang katawan ng AC adapter
mula sa saksakan ng kuryente.
Kapag hinuhugot ang plug na AC
adapter mula sa monitor ng presyon ng dugo, hawakan at hatakin
ang plug na AC adapter mula sa monitor.

6.4. Pagpili sa Wastong Cuff
T
T

T

Importanteng gamitin ang wastong laki ng cuff para sa tumpak na
basa. Kung hindi wasto ang laki ng cuff, maaaring mali ang maging
basa sa halaga presyon ng dugo.
Naka-print ang laki ng braso sa bawat cuff.
Ang index  at saklaw ng wastong sukat, sa cuff, ay nagsasaad kunginilalapat mo ang wastong cuff. Sumangguni sa "6.5 Paglapat sa
Cuff sa Braso".
Kung nakaturo ang index  sa labas ng saklaw, makipag-ugnayan sa
inyong lokal na dealer para makabili ng pamalit na cuff.
Nakokonsumo ang cuff sa braso. Kung gamit na gamit na ito, bumili
ng panibago.

Laki ng Braso
31 cm hanggang 45 cm
22 cm hanggang 42 cm
23 cm hanggang 37 cm
22 cm hanggang 32 cm
16 cm hanggang 24 cm

Inirerekomendang Laki ng Cuff Numero sa Katalogo
Large Adult cuff
CUF-D-LA-ISO
Wide range cuff
CUF-I-ISO
Semi Large cuff
CUF-D-MA-ISO
Adult cuff
CUF-F-A-ISO
Maliit na Cuff
CUF-D-SA-ISO

Systolic na presyon
Diastolic na Presyon
Bilis ng Pulso
Simbolo ng I.H.B./AFibMarka ng Puso
Indicator ng Baterya
Indicator ng Pressure Bar at
Indicator ng Klasipikasyon ng WHO

Index  at saklaw ng wastong sukat

1. Ikabit ang cuff sa braso na
Kapantay ng pusokapantay ng puso (mas mainam
sa kaliwang braso). Maupo nang
Pindutin ang
tahimik habang pagsukat.
START button
2. Pindutin ang START button.
Ipinapakita ang lahat na mga
Lahat na mga
bahagi ng display. Ipinapakita
bahagi ng display
ang zero na panandaliang
kumukurap. Pagkatapos aymagbabago ang display, gaya
ng ipinababatid sa pigura sa
kanan, sa pagsisimula ng
Zero display
pagsukat. Magsisimulang
magkarga ng hangin ang cuff.
Normal para sa cuff na maging
mahigpit. Isang indicator ng
pressure bar ang ipinapakita,
Sinisimulan ang
gayang nasa pigura sa kanan,pagkarga ng hanginhabang pagkarga ng hangin.
Tandaan: Kung nais mong ihinto
ang pagkarga ng
hangin sa anumang
Nagpre-pressurizeoras, pindutin muliang START button.
3. Kapag tapos nang pagkarga
ng hangin, awtomatikong
magsisimula ang pagsingaw
Kasalukuyang pagsukat
ng hangin at kukurap ang(marka ng puso), na
nagpapabatid na isinasagawa
Systolic na presyon
na ang pagsukat. Sa sandaling
Diastolic na Presyon
madetekta ang pulso, kukurap
ang marka kasabay ng bawat
Klasipikasyon ng WHO
pitik ng pulso.
Tandaan: Kung hindi makamit ang
Bilis ng pulso
angkop na presyon,
Awtomatikong ibinubuga
awtomatikong magsisimulaang nalalabing hangin
muling magkarga ng
hangin ang device.
I-off gamit ang
4. Kapag tapos na ang
START button
pagsukat, ipapakita ang mga
basa sa systolic at diastolicna presyon at bilis ng pulso. Papakawalan ng cuff ang nalalabinghangin at ganap nang mawawalan ng hangin.
5. Pindutin muli ang START button para i-off ang power.
Tandaan: Ang Model UA-611Plus at UA-651Plus ay may awtomatikong
power shut-off na function. Magbigay ng 3 minuto man langsa pagitan ng mga pagsukat sa parehong tao.
Kung paulit-ulit ang mulingpagkarga ng hangin, gamitin
ang mga sumusunod na
paraan. Kung inaasahanghihigit ang systolic na presyon
mo sa 230 mmHg, gamitin
ang pamamaraan na ito.
1. Ikabit ang cuff sa braso na
kapantay ng puso (masmainam sa kaliwang braso).
2. Pindutin ang START button.
3. Habang kumukurap ang zero,i-press and hold ang START
button hanggang sa lumitaw
ang numero na 30 hanggang
40 mmHg na mas mataas
kaysa sa inaasahang systolicna presyon.
4. Kapag naabot na ang gustong
numero, bitiwan ang START
button para i-start ang pagsukat.
Tapos patuloy na sukatin ang
presyon ng dugo mo gaya ng
inilarawan sa seksiyon"7.1 Normal na Pagsukat".
T

T
T
T

Inirerekomendang Aksiyon

T

Marka ng Posisyon ng ArteryT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gamitin ang large adult cuff
sa halip na adult cuff / semi
large cuff / wide range cuff.
Gamitin ang small cuff sa
halip na adult cuff / semi
large cuff / wide range cuff.
Gamitin ang adult cuff/ semi
large cuff sa halip na small cuff.
Gamitin ang semi large cuff
sa halip na large adult cuff.

Lot number-------------------------------

Pag-manufacture-------------------------------

Medikal na device-------------------------------

Semi large cuff
Adult cuff
Maliit na cuff na pang-adult

Saklaw ng wastong sukat
L

M
A

6.5. Paglapat ng Cuff sa Braso

Pindutin ang

T

T

T
T

M/A

1. Ibalot ang cuff sa palibot ng braso, may 1 hanggang 2 cm sa itaas
ng loob ng siko, gaya ng ipinapakita. Ilagay ang cuff nang direktasa balat, dahil maaaring magdulot ng mahinang pulso ang damit atmagresulta ng error sa pagsukat.
2. Maaaring mapigil ng pagbara sa braso, na dulot ng pagrolyo ng
manggas, ang tumpak na basa sa pagsukat.
3. Kumpirmahin na nakaturo ang index  sa loob ng saklaw ng
wastong sukat.

Bawat bahagi ng bar indicator ay Indicator ng Klasipikasyon ng WHO
katumbas ng klasipikasyon ng
Malubhang alta-presyon
WHO sa presyon ng dugo.
Katamtamang alta-presyon:N agpapakita ng segment ang
Banayad na alta-presyon
indicator, batay sa kasalukuyang
Mataas na normal
data, na katumbas ng
Normalklasipikasyon ng WHO.
Optimal

14. Pag-troubleshootProblema

Posibleng Dahilan
Inirerekomendang Aksiyon
Wala nang karga ang Palitan ng bago ang lahat na mga
mga baterya.
baterya.
Muling ikabit ang mga baterya
Wala sa tamang
na tumutugma ang mga negative
posisyon ang mga
positive na terminal sa mga
terminal ng baterya. at
isinaad na sisidlan ng baterya.
Napakababa ng boltaheng baterya. Kumukurap
Hindi. Kung ganap Palitan ng bago ang lahat na mga
nagkakarga angnang walang kargabaterya.
ng hangin
ang mga baterya, hindi
ang cuff.
lilitaw ang marka.
Hindi nakalapat nang Ilapat nang wasto ang cuff.
wasto ang cuff.
Iginalaw mo ang
Tiyakin na mananatili kang hindi
braso o katawan mo kumikilos at tahimik habang
Hindi
habang pagsukat.
pagsukat.
nagsusukat
Maupo nang komportable at hindi
ang device.
kumikilos. Ilapag ang braso mo sa
Napakataas Hindi wasto ang
posisyonng
cuff.
mesa na nakatihaya ang palad ato napakababakapantay ng cuff ang puso mo.
ng mga basa.
Kung napakahina o hindi regularna pagtibok ng puso mo, maaaring-------------------------mahirapan ang device na matukoy
ang presyon ng dugo mo.
Sa klinika o tanggapan ng doktor,
maaaring magdulot ng mataas na
Naiiba ang basa sa basa ang pagkabahala. Binabawasan
sinukat sa klinika ong pagsukat sa tahanan ang mga
tanggapan ng doktor. epekto ng mga panlabas na salik
Iba pasa mga basa sa presyon ng dugo,
nakadaragdag sa mga basa ng doktor.
Alisin ang mga baterya. Ikabit-------------------------muli nang wasto ang mga ito
at subukang muli ang pagsukat.
Walanglumilitaw sa
display, kahitna naka-on
ang power.

Huwag bubuksan ang device. Gumagamit ito ng maseselan na mga
piyesang elektrikal at mabusising air unit na maaaring masira. Kung
hindi mo maayos ang problema gamit ang mga tagubilin sa pagtroubleshoot, makipag-ugnayan sa awtorisadong dealer sa inyong
lugar o sa aming customer service department. Magbibigay ang
customer service ng A&D ng teknikal na impormasyon, mga piyesang
pamalit at mga unit sa mga awtorisadong dealer.
Idinisenyo at binuo ang device para sa mahabang serbisyo. Gayunpaman,
karaniwang inirerekomenda na ipasuri ang device bawat 2 taon, paramatiyak ang wastong paggana at katumpakan. Makipag-ugnayan sa
awtorisadong dealer sa inyong lugar o sa A&D para sa pagmamantini.

Kasalukuyang pagkarga
ng hangin
Bitiwan ang START_
button para ihinto ang
Ninanais na presyon
Sumangguni sa seksiyon"7.1 Normal na pagsukat"

8. Pag-recall sa Data ng Memory

Awtomatikong nag-iimbak ang device ng hanggang animnapung
pagsukat ng presyon ng dugo at pulso sa memory. Ang data na inimbak
sa memory ay binibigyan ng numero ng data sa pagkasunod-sunod na
pinakabago hanggang pinakaluma. Ipinapakita ang pinakaluma bilang"". Ipinapahiwatig ng simbolong M sa kaliwang-itaas na sulok ng
display na tinitingnan mo ang naunang data na nakaimbak sa memory.

8.1. Pag-recall ng Data

8.2. Pagbura
ng Data

13. Indicator ng Klasipikasyon ng WHO

15. Pagmamantini
I-press and hold ang
START button

Umupo nang komportable sa silya. Ilapag ang braso mo sa mesa.
Huwag ikrus ang mga paa. Panatilihing nakalapat sa sahig ang mga
paa mo at ituwid ang likod mo.
Umupo sa komportableng posisyon. Ilapag ang braso mo sa mesa na
nakatihaya ang palad at kapantay ng cuff ang puso mo.
Ilagay ang gitna ng cuff sa parehong taas ng puso mo.
Mag-relax nang lima hanggang sampung minuto bago pagsukat. Kung
excited o depressed ka dahil sa emosyonal na stress, makikita ang stress na
ito bilang mas mataas (o mas mababa) kaysa sa normal na basa ng presyon
ng dugo at karaniwang mas mabilis ang basa sa pulso kaysa sa normal.
Manatiling hindi kumikilos at tahimik habang pagsukat.
Huwag magsukat agad pagkatapos ng hersisyo o pagligo. Magpahinganang dalawampu o tatlumpung minuto bago kumuha ng pagsukat.
Palaging nagbabago ang presyon ng dugo ng isang indibidwal,
depende sa kung ano ang ginagawa mo at kung ano ang kinain mo.
Ang iniinom mo ay maaaring magkaroon ng napakalakas at mabilis
na epekto sa presyon ng dugo mo.
Binabatay ng device na ito ang mga pagsukat sa tibok ng puso.
Kung napakahina o hindi regular na pagtibok ng puso mo, maaaring
mahirapan ang device na matukoy ang presyon ng dugo mo.
Kung may madetekta ang device na hindi normal na kondisyon, ihihinto
nito ang pagsukat at nagdi-display ng simbolo ng error. Sumangguni sa
seksiyon "5. Mga simbolo" para sa paglalarawan sa mga simbolo.
Inilaan ang device na ito na gamitin ng mga nasa hustong gulang.
Kumonsulta sa doktor mo bago gamitin ang device na ito sa bata. Hindi
dapat gamitin ng isang bata ang device na ito nang walang nagbabantay.
Subukang sukatin ang presyon ng dugo mo sa parehong oras bawat araw.
Maaaring maapektuhan ang paggana ng awtomatikong monitor ng
presyon ng dugo ng labis na init o halumigmig, o taas ng lugar.

1. Kapag walang
ipinapakita, i-press
and hold ang START
button para i-recall ang
nakaimbak na data.
2. Bitiwan ang button
kapag ipinapakita ang
average na data.
3. Awtomatikong ipinapakita
ang numero ng data atnakaimbak na data nangsunod-sunod mula sa
huling pagsukat.
4. Awtomatikong mag-o-off
ang display pagkaraang
ipakita ang lahat na data.

Ang presyon ng dugo (blood pressure) ay ang pwersa ng dugo sa mga talakop
ng mga artery. Nagaganap ang systolic na presyon kapag naghigpit ang puso.
Nagaganap ang diastolic na presyon kapag nagluwag ang puso. Nasusukat
ang presyon ng dugo sa millimeters of mercury (mmHg). Kinakatawan ng
fundamental pressure ang natural na presyon ng dugo ng isang tao, na
nasusukat sa paggising sa umaga habang nakapahinga at bago kumain.

Tandaan: Kung hindi malutas ng mga inilarawang aksiyon sa itaas ang
problema, makipag-ugnayan sa dealer. Huwag tangkain na
buksan o kumpunihin ang produktong ito, dahil magiging hindi
balido ang warranty mo kung gagawin ito.

START button

I-press and hold ang
START button

Walang data

Bitiwan ang button
M marka
Average na data
Numero ng data

Nakaimbak na data

Tandaan: Kung pipindutin
Awtomatikong nag-o-off
mo ang START
button habang
nagre-recall ng
data, mag-o-off I-press and hold ang
START button
ang device.

W

S

Kapantay ng puso

7.3. Mga Paalala para sa Tumpak na Pagsukat

I-set ang marka sa arteryng braso o kapantay ng
palasingsingan sa loob ng braso.

Large adult cuff
M
Wide range cuff

12. Tungkol sa Presyon ng Dugo
Ano ang Presyon ng Dugo?

7. Mga Pagsukat
7.1. Normal na Pagsukat

Function / Kahulugan

Numero sa katalogo
Saklaw ng wastong sukat parasa large adult cuff. Naka-print
ito sa large adult cuff.
Saklaw ng wastong sukat parasa wide range cuff. Naka-print
ito sa wide range cuff.
Saklaw ng wastong sukat parasa semi large cuff. Naka-print
ito sa semi large cuff.
Saklaw ng wastong sukat parasa adult cuff. Naka-print ito sa
adult cuff.
Saklaw ng wastong sukat parasa maliit na cuff. Naka-print ito
sa maliit na cuff.
Naka-print ang saklaw ng
lagpas sa adult cuff/semi large
cuff/wide range cuff.
Naka-print ang saklaw ng
kulang sa adult cuff/semi large
cuff/wide range cuff.
Naka-print ang saklaw ng
lagpas sa small cuff.
Naka-print ang saklaw ng
kulang sa large adult cuff.

Pinapakawalan ang hangin

Kasalukuyang pagsukat
Tapos na ang pagkarga ng hangin
Kasalukuyang pagkarga ng hangin

Sa susunod na data

5. Mga simbolo
Mga simbolo na lumilitaw sa display

Nagpre-pressurize

Hose ng hanginMgasimboloTandaan: Walang DC jack para sa AC adapter ang Model UA-611Plus.
Makikita ang DC jack sa likuran ng modelong, UA-651Plus lang. Isang
opsiyonal na aksesorya ang AC adapter. (ibinebenta nang hiwalay)
MEMORY

Sinusubaybayan ng indicator ang progreso ng presyon habang pagsukat.

Ikabit nang mabuti ang telang pangkabit

T
T

Display

11. Indicator ng Pressure Bar

Marka ng posisyon ng artery

Mga simbolo na naka-print sa cuff.

-------------------------------

Kapag may nadetekta ang monitor na hindi regular na ritmo habang
pagsukat, lilitaw ang indicator ng I.H.B./AFib sa display kasama ng
mga halaga ng pagsukat.
Tandaan: Inirerekomenda namin na makipag-ugnayan sa doktor mo kungsimbolo ng I.H.B./AFib na ito.
madalas mong makita ang
Nagsisikip ang puso dahil sa mga electrikal na signal na nagaganap sa
puso at nagpapadala ito ng dugo sa buong katawan. Nangyayari ang
Atrial fibrillation (AFib) kapag nalilito ang electrikal na signal sa atrium
at nauuwi sa kaguluhan sa pagitan ng pulso. Puwedeng magdulot ang
AFib ng pananatili ng dugo sa puso, na madaling makalilikha ng mga
pamumuo ng dugo, na isang dahilan ng stroke at atake sa puso.

Laki ng braso: Ang sukat palibot ng biceps.

Index

9. Ano ang I.H.B./AFib

10. Ano ang AFib

1 hanggang 2 cm

7.2. Pagsukat na may Ninanais na Systolic na Presyon

Socket ng Hangin

Sisidlan ng Baterya
Takip ng Baterya

Mga
Inirerekomendang Aksiyon
simbolo Function / Kahulugan
Lumilitaw habang may
May ginagawang pagsukat.
ginagawang pagsukat. Kumukurap Manatiling hindi kumikilos
ito kapag may nadetektang pulso. hangga't maaari.
Lumilitaw ang simbolo ng I.H.B./
AFib kapag may nadetektang
hindi regular na pagtibok ng
puso. Maaari itong umilaw------------------------------kapag may nadetektang
napakahinang pagnginig gaya
ng pangingilig o pangangatog.
Naunang pagsukat na------------------------------nakaimbak sa memory.
PUNO ANG BATERYA
Ang indicator ng karga ng------------------------------baterya habang pagsukat.
MAHINA ANG BATERYAPalitan ang lahat na mga
Mahina na ang baterya kapag baterya ng mga bago kapag
kumukurap ito.
kumukurap ang marka.
Alisin ang mga baterya
at pindutin ang START
button, at muling ikabit ang
Internal na error ng device
mga baterya. Kung patuloy
na limilitaw ang error,
makipag-ugnayan sa dealer.

Hakbang 1

PAG-IINGAT

T

Model UA-651Plus lang
DC jack

Function / Kahulugan
Standby at I-on ang device.
Systolic na presyon ng dugo sa mmHg
Diastolic na presyon ng dugo sa mmHg
Pulso kada minuto
Gabay sa pagkabit ng baterya
Direct current
Type BF: Ang device, cuff at tubo ay idinisenyo na magbigayng espesyal na proteksiyon laban sa pagkakakuryente.
Nag-manufacture
Petsa ng pag-manufacture
Hindi itinuturing na karaniwang basura ng bahay ang mga
gamit-nang kagamitan, mga piyesa at mga baterya, at dapat
na itapon alinsunod sa mga umiiral na lokal na regulasyon.
Serial number
Sumangguni sa librito/manwal ng tagubilin
Polarity ng DC jack
Simbolo ng internasyonal na proteksiyon
Panatilihing tuyo

Mga Kontraindikasyon

Ang mga sumusunod ay mga pag-iingat para sa wastong paggamit ng device.
T Huwag ilalapat ang cuff sa braso na may nakakabit na ibang
Pangmedikal na De-kuryenteng Kagamitan. Maaaring hindi gumana
nang wasto ang kagamitan.
T Dapat kumonsulta sa doktor ang mga taong may malubhang
kakulangan sa sirkulasyon sa braso bago gamitin ang device, para
maiwasan ang mga problemang medikal.
T Huwag i-self diagnose ang mga resulta ng pagsukat at i-start
ang sariling paggamot. Laging kumonsulta sa doktor mo para sa
pagtatasa ng mga resulta at paggagamot.
T Huwag ilalapat ang cuff sa braso na may hindi pa gumagaling na sugat.
T Huwag ilalapat ang cuff sa braso na tumatanggap ng intravenous drip opagsasalin ng dugo. Maaari itong magdulot ng pinsala o mga aksidente.
T Huwag gagamitin ang device kung saan mayroong mga nagliliyab na
gas gaya ng mga anesthetic gas. Maaari itong magdulot ng pagsabog.
T Huwag gagamitin ang device sa mga lugar na mataas ang
konsentrasyon ng oxygen, gaya ng high-pressure oxygen chamber ooxygen tent. Maaari itong magdulot ng sunog o pagsabog.

Cuff

Mga simbolo na naka-print sa kaha ng device.
Mga simbolo

Mga presisyon na piyesa ang ginamit sa pagbuo ng device na ito.
Dapat iwasan ang mga kalabisan sa temperatura, halumigmig,
direktang sikat ng araw, pagkabagsak o alikabok.
Linisin ang device at cuff gamit ang tuyo, at malambot na tela o telangbinasa ng tubig at sabon na neutral ang pH. Huwag kailanman
gagamit ng alcohol, benzene, thinner o matatapang na kemikal paralinisin ang device o cuff.
Iwasan na tupiin nang mahigpit ang cuff o itago ang hose na mahigpit
ang pagkakapulupot nang matagal na panahon, mapapaikli ng
ganitong paggamit ang buhay ng mga piyesa nito.
Mag-ingat para maiwasan ang di-sadyang pagkakasakal ng mga
sanggol sa hose at kawad.
Huwag pipilipitin ang hose ng hangin habang pagsukat. Maaari itong
magdulot ng pinsala dahil sa tuloy-tuloy na presyon ng cuff.
Hindi water resistant (hindi nababasa) ang device at cuff. Iwasan na
marumihan ng ulan, pawis at tubig ang device at cuff.
Maaaring hindi maging tumpak ang mga pagsukat kung ginagamit ang
device malapit sa mga telebisyon, microwave oven, cellular phone,
X-ray o iba pang mga device na may malakas na electrical field.
Makakaapekto sa monitor ng presyon ng dugo na ito ang mga deviceng wireless na komunikasyon, gaya ng mga networking device satahanan, mobile phone, cordless phone at mga base station nito ito,
at mga walkie-talkie. Kaya, dapat na magpanatili ng minimum na
distansya na 30 cm mula sa mga naturang device.
Kapag ginagamit muli ang device, kumpirmahin na malinis ang device.
Hindi itinuturing na karaniwang basura ng bahay ang mga gamit-nang
kagamitan, mga piyesa at mga baterya, at dapat na itapon alinsunodsa mga umiiral na lokal na regulasyon.
Huwag gagawa ng pagbabago sa device. Maaari itong magdulot ng
mga aksidente o pagkasira ng device.
Para sukatin ang presyon ng dugo, dapat na sapat na mapisil ng
cuff ang braso para pansamantalang mahinto ang daloy ng dugosa artery. Maaari itong magdulot ng pananakit, pamamanhid opansamantalang pulang marka sa braso. Lilitaw ang kondisyon na ito
lalo na kung sunod-sunod ang pag-ulit sa pagsukat. Mawawala ang
anumang pananakit, pamamanhid, o pamumula sa kalaunan.
Maaaring magdulot ng pinsala sa interference ng daloy ng dugo ang
masyadong madalas na pagsusukat ng presyon ng dugo. Tingnan na
hindi magreresulta ang paggamit sa device sa matagal na pagpigil
sa sirkulasyon ng dugo, kapag ginagamit nang paulit-ulit ang device.
Hindi pa nagsasagawa ng klinikal na pagsubok sa mga bagong silang
na sanggol at mga babaeng nagbubuntis. Huwag gagamitin sa mga
bagong silang na sanggol o sa mga babaeng nagbubuntis.
Kung sumailalim ka sa mastectomy, kumonsulta sa isang doktor bago
gamitin ang device.
Huwag payagan na gamitin ng mga bata ang device nang sila-silalang at huwag gagamitin ang device sa lugar na naaabot ng mga
sanggol. Maaari itong magdulot ng mga aksidente o pagkasira.
Mayroong maliliit na piyesa na maaaring magdulot ng pagkakabulon
kung aksidenteng malunon ng mga sanggol.
Huwag hahawakan ang mga baterya, ang DC jack, at pasyente nangmagkasabay. Maaari itong mauwi sa pagkakakuryente.
Hugutin ang AC adapter kapag hindi ginagamit habang pagsukat.
Maaaring makakompromiso sa kaligtasan ang paggamit ng mga
aksesorya na hindi nakadetalye sa manwal na ito.
Sakaling mag-short-circuit ang baterya, maaaring uminit ito at
posibleng magdulot ng pagkakapaso.
Hayaang umakma ang device sa paligid nito bago gamitin (mga isang oras).
Huwag magkarga ng hangin nang hindi ibinabalot ang cuff sa braso.

Huwag irolyo nang mahigpit ang manggas

DISPLAY NG ERROR NG PUL
Hindi nadetekta nang wasto
ang pulso.

3. Mga Pag-iingat
T

Tandaan: Habang pagsukat, normal para sa cuff na maging mahigpit.
(Huwag mababahala).

Bitiwan ang
button1. Kapag ino-off ang device,"
Piliin ang "i-press and hold ang
5 segundo
START button hanggang
para burahin ang
sa ipakita ang "".
Kumukurap ang markang M.
2. Piliin ang ""Nabura ang data.
para burahin ang data.
3. Binubura ang data
kapag kumukurap
Awtomatikong nag-o-off
ang markang M.
4. Awtomatikong nag-o-off ang device.

16. Teknikal na Data
Uri
Paraan ng pagsukat
Saklaw ng pagsukat

UA-611Plus, UA-651Plus
Oscillometric na pagsukat
Pressure:
0 - 299 mmHg
Systolic na presyon: 60 - 279 mmHg
Diastolic na presyon: 40 - 200 mmHg
Pulso:
40 - 180 tibok / minuto
Katumpakan ng
Pressure:±3 mmHg
pagsukatPulso:±5 %Rating
DC 6V 3W
Power supply
4 x 1.5V na mga baterya (R6P, LR6 o AA)
Opsiyonal na AC adapter (TB-233C INPUT: AC
100 – 240V 50 / 60 Hz 0.15A) (Hindi kasama)
Bilang ng mga pagsukat Humigit-kumulang LR6 (mga alkaline battery)
700 beses
Humigit-kumulang R6P (manganese na mga
200 besesbaterya)
Na may halaga ng presyon na 180 mmHg,
temperatura ng silid 23 °C.
Klasipikasyon
Internally powered na kagamitang ME(mulasa mga baterya) / Class II (mula sa adapter)
Continuous Operation mode
Klinikal na pagsubok
Ayon sa ISO81060-2: 2013
Sa klinikal na pag-aaral para sa pag-validate,ginamit ang K5 sa 85 katao para sa pagtukoy
ng diastolic na presyon ng dugo.
EMD
IEC 60601-1-2: 2014
MemoryHuling 60 na pagsukat
Mga kondisyon sa+10 hanggang +40 °C / 15 hanggang 85 %RH /paggamit
800 hanggang 1060 hPa
Mga kondisyon sa-20 hanggang +60 °C / 10 hanggang 95 %RH /pagdala / pagtago
700 hanggang 1060 hPa
Mga dimensyon
Humigit-kumulang 96 [W] x 68 [H] x 130 [D] mm
Timbang
Humigit-kumulang 240 g, hindi kasama ang
mga baterya
Proteksiyon sa pagsuot Device:
IP20
Type BF
Bahaging inilalapat
Cuff
Kapaki-pakinabang na Device:
5 taon (kapag ginagamit nangbuhayanim na beses sa isang araw)
Cuff:
2 taon (kapag ginagamit nanganim na beses sa isang araw)
AC adapter:5 taon (kapag ginagamit nanganim na beses sa isang araw)
Accessory AC adapter/TB233C
Ang adapter ay para ikabit ang device sa pagkukunan
ng kuryente sa tahanan. Makipag-ugnayan sa inyong
lokal na dealer ng A&D para sa pagbili. Kinakailangang
masuri o mapalitan ang AC adapter paminsan-minsan.
Mga simbolo na naka-print sa AC adapter.
Mga simbolo

Function / Kahulugan
Para sa indoor na paggamit langClass II na device
Thermal fuse
Fuse
Label ng EC directive ng device
Label ng EAC certification ng device
Polarity ng plug na AC adapter
Hiwalay na binebenta ang mga aksesorya
Cuff Numero sa Katalogo Laki ng Cuff
Laki ng Braso
CUF-D-LA-ISO
Large Adult cuff
31 cm hanggang 45 cm
CUF-I-ISO
Wide range cuff 22 cm hanggang 42 cm
CUF-D-MA-ISO
Semi Large cuff 23 cm hanggang 37 cm
CUF-F-A-ISO
Adult cuff
22 cm hanggang 32 cm
CUF-D-SA-ISO
Maliit na Cuff
16 cm hanggang 24 cm
Laki ng braso: Ang sukat palibot ng biceps.
AC Adapter
Numero sa Katalogo
Plug (Uri ng Saksakan)
TB-233C
Type C
Tandaan: Sasailalim sa mga pagbabago ang mga partikular nang walang
paunang abiso.
Ang IP classification ay ang bilang ng proteksiyon na hatid ng mga
takip alinsunod sa IEC 60529. Protektado ang device na ito laban sa
mga solidong bagay na may 12 mm ang diameter at higit pa gaya ng
daliri. Hindi protektado ang device na ito laban sa tubig.