Română (Traducere)Înregistrator pentru sistem demonitorizare a tensiunii arteriale
în ambulatoriu

Sistem de monitorizare a tensiunii
arteriale în ambulatoriu

1WMPD4003694B

2201

2017 A&D Company, Limited. Toate drepturile rezervate.
Nicio parte din acest manual nu poate fi reprodusă, transmisă,transcrisă sau tradusă în nicio limbă, sub nicio formă sau prinniciun mijloc fără permisiunea expresă scrisă obţinută din partea
A&D Company, Limited.
Conținutul acestui manual și specificațiile instrumentului
acoperite de acest manual pot fi modificate pentru îmbunătățire
fără notificare.
Marca verbală și logo-ul înregistrat Bluetooth® sunt mărci
comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice
utilizare a acestor mărci de către A&D este în temeiul licenței.
Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt cele aledeținătorilor respectivi.

Conformitate
Conformitate cu Directiva Europeană
Dispozitivul este conform cu Directiva privind dispozitivele medicale
93/42/CEE.
Acest lucru este subliniat de marcajul de conformitate CE, însoțit denumărul de referință al unei autorități indicate.
Dispozitivul este conform cu Directiva RoHS 2011/65/UE.
Dispozitivul este conform cu Directiva privind echipamentele radio
2014/53/UE.
Prin prezenta, A&D Company, Limited declară că dispozitivul este în
conformitate cu Directiva privind echipamentele radio 2014/53/UE.
Textul complet al declarației UE este disponibil la următoarea adresă
de internet:
https://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Conformitate cu Regulile FCC (Comisia de Comunicări Federale)
Acest dispozitiv este conform cu partea 15 din regulile FCC. Operarea
este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate
cauza interferențe nocive și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice
interferență primită, inclusiv interferențele ce pot cauza funcționarea
nedorită. (FCC = Federal Communications Commission din S.U.A.)ATENȚIE FCC

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres
de partea responsabilă cu conformitatea ar putea anula autoritatea
utilizatorului de a opera echipamentul. Acest transmițător nu trebuiesă fie colocalizat sau operat împreună cu nicio altă antenă sau
transmițător. Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații
FCC stabilite pentru un mediu necontrolat și respectă orientările FCC
privind expunerea la radiofrecvență (RF). Acest echipament are niveluri
foarte scăzute de energie RF care sunt considerate conforme fărătestarea unui raport de absorbție specific (SAR).

TM-2441iConformitate cu Regulile IC (Comisia de Comunicări Federale)
Acest dispozitiv este conform cu standardele RSS scutite de licență
Industry Canada. Operarea este supusă următoarelor două condiții:(1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe; și (2) acest dispozitiv
trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele ce
pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.
Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații IC stabilite
pentru un mediu necontrolat și respectă RSS-102 din regulile deexpunere la frecvențe radio IC (RF). Acest echipament are niveluri
foarte scăzute de energie RF care sunt considerate conforme fărătestarea unui raport de absorbție specific (SAR).

Conformitate cu Standardele EMD Australiene
Dispozitivul este conform cu următoarele cerințe:Standardul EMD de emisie pentru echipamente industriale, științifice și
medicale AS/ NZS 2064:1997, Standardul de imunitate generală EMD
AS/ NZS 4252. 1:1994. Cele de mai sus sunt dovedite de eticheta
C-Tick.

Transmisie prin Bluetooth®
Dispozitivul este echipat cu o funcție fără fir Bluetooth și se poate
conecta la dispozitivul Bluetooth, care este un dispozitiv medical cu
tehnologie fără fir Bluetooth activată.
Aplicațiile și dispozitivele care sunt compatibile cu Bluetooth 4.1.
Fiecare dispozitiv necesită o aplicație pentru recepționarea datelor.

ii

Definiții ale avertismentelor
Pentru a preveni accidentările cauzate de manevrarea neadecvată, acest
produs și manualul său conțin următoarele semne și marcaje de avertizare.
Semnificația acestor semne și marcaje de avertizare este următoarea.

Definiții ale avertismentelor
Pericol

O situație periculoasă iminentă, care va rezulta îndeces sau răni serioase dacă nu este evitată.
O situație periculoasă iminentă, care poate rezulta

Avertisment în deces sau răni serioase dacă nu este evitată.
Atenţie

O situație periculoasă iminentă, care ar putea
rezulta în răni minore sau moderate dacă nu este
evitată. Poate fi utilizată și pentru a avertiza încazul practicilor nesigure.

Exemple de simboluri
Simbolul
indică „Atenție”. Tipul de atenționare necesară
este descris în interiorul sau lângă simbol, folosind text sau oimagine. Exemplul indică atenționarea împotriva electrocutării.
Simbolul
indică „Interzis”. Acțiunea interzisă este descrisă
în interiorul sau lângă simbol, folosind text sau o imagine.
Exemplul indică mesajul „Nu dezasamblați”.
Simbolul
indică o acțiune obligatorie. Acțiunea obligatorieeste descrisă în interiorul sau lângă simbol, folosind text sau
o imagine. Exemplul indică acțiunea generală obligatorie.

AlteleNotă Oferă informații utile pentru utilizarea dispozitivului de către operator.
Măsurile de precauție pentru fiecare operațiune sunt descrise în
manualul de instrucțiuni. Citiți manualul de instrucțiuni înainte deutilizarea dispozitivului.
iiiPrecauții Pentru Utilizare
Pentru a utiliza TM-2441 (înregistratorul pentru sistemul demonitorizare a tensiunii arteriale în ambulatoriu) în mod corect și sigur,citiți cu următoarele măsuri de precauție atenție înainte de a utiliza
sistemul de monitorizare. Următorul conținut rezumă aspectele
generale referitoare la siguranța pacienților și operatorilor, pe lângă
gestionarea sigură a sistemului de monitorizare. Măsurile de precauție
pentru fiecare operațiune sunt descrise în manualul de instrucțiuni.
Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizarea dispozitivului.
1. Precauții la purtarea sau depozitarea înregistratorului.

PericolMențineți înregistratorul la distanță față de zonele în care suntprezente anestezice sau gaze inflamabile camere de oxigen deînaltă presiune și corturi de oxigen. Utilizarea înregistratorului înaceste zone poate provoca o explozie.
Nu utilizați înregistratorul împreună cu un sistem de imagistică
prin rezonanță magnetică (IRM).

Atenţie
Pentru a păstra capacitățile dispozitivului, luați în considerareurmătoarele condiții ale mediului înconjurător atunci când folosiți
sau depozitați înregistratorul. Performanța înregistratorului poate fi
afectată de temperatură, umiditate sau altitudine excesivă.
Evitați locurile în care înregistratorul poate fi stropit cu apă.
Evitați locurile cu temperatură ridicată, umiditate ridicată, raze
solare directe, impurități, sare și sulf în aer.
Evitați locurile în care înregistratorul poate fi înclinat, supus
unor vibrații sau lovit(inclusiv în timpul transportului).
Evitați locurile în care se depozitează substanțe chimice sau
sunt prezente gaze.
iv

Atenţie
Condiții de operare:
Temperatură: +10 °C până la +40 °C,
Umiditate:
30 %RH până la 85 %RH (fără condensare).
Condiții de transport și depozitare:
Temperatură: -20 °C până la +60 °C,
Umiditate:
10 %RH până la 95 %RH (fără condensare).
2. Precauții înainte de utilizarea înregistratorului.

Atenţie
Asigurați-vă că înregistratorul funcționează în siguranță și corect.
Când înregistratorul este utilizat împreună cu alte dispozitive, poate
cauza o diagnosticare incorectă sau probleme de siguranță.
Asigurați-vă că dispozitivele pot fi conectate în siguranță.
Verificați pentru a observa eventualele interferențe comune cu
alte dispozitive medicale. Confirmați faptul că înregistratorul
poate fi folosit corect.
Utilizați accesoriile, opțiunile și consumabilele specificate de A&D.
Citiți cu atenție manualele de utilizare oferite cu articolele opționale.
Precauțiile și avertismentele nu sunt descrise în manual.
Pentru utilizarea sigură și corectă a înregistratorului, inspectați-lînainte de utilizare.
Lăsați înregistratorul într-o stare normală de funcționare cu o oră
sau mai mult înainte de utilizare și porniți-l.
Conectați perifericele dedicate doar la conectorul USB.
Nu conectați alte dispozitive.
Nu conectați nicio manșetă, cu excepția unei manșete
autorizate de A&D, la duza de aer.
v

Pregătirea înregistratoruluiȘtergeți ultimele date stocate în înregistrator înainte de a fi folosit deurmătorul pacient.
Înlocuiți bateriile înainte ca înregistratorul să fie folosit de următorul
pacient.
Dispozitivul
Folosiți înregistratorul doar pentru diagnosticare și contramăsuri.
Confirmați faptul că furtunul de aer și manșeta sunt purtate corect.
(De exemplu: răsucirea și tensiunea furtunului de aer, poziția și
direcția manșetei)
Instrucțiuni pentru pacientul care poartă dispozitivul
Informați pacientul cum să mute comutatorul AUTO pe „OFF” pentru
a opri înregistratorul în cazul în care apare o problemă atunci cândeste singur.
Informați pacientul să îndepărteze rapid înregistratorul dacă simte
dureri sau dacă apar orice problemă.
Atenție la utilizarea în preajma sugarilor și copiilor mici, întrucât există
pericolul de sufocare accidentală cu furtunul de aer.
3. Precauții privind bateriile utilizate pentru măsurarea tensiunii arteriale.

Atenţie
Instalați bateriile în concordanță cu semnele de polaritate „+” și„-” afișate pe interiorul capacului de baterii. (Observați polaritățile)Înlocuiți bateriile descărcate cu unele noi în același timp.
Scoateți bateriile dacă înregistratorul nu este folosit pentru o
perioadă lungă de timp. Bateriile pot curge și cauza o defecțiune.
Folosiți două baterii alcaline (mărimea AA) sau bateriilereîncărcabile specificate (mărimea AA, Ni-MH).
Apăsați și mențineți apăsat capătul cu arc „-” cu bateria.
Glisați și instalați capătul „+” al bateriei la capătul „+” alcompartimentului de baterii. Dacă bateria este instalată începândde la capătul „+”, capacul de baterii poate fi deteriorat.
viAtenţie
Nu atingeți bateria și pacientul în același timp. Poate cauzaelectrocutarea.
Nu amestecați bateriile vechi cu unele noi. Nu utilizați baterii detipuri diferite sau de la producători diferiți. Dacă acestea suntutilizate, pot cauza scurgeri, căldură și explozie. Înregistratorul se
poate defecta.
4. Precauții în timpul utilizării.

PericolNu utilizați înregistratorul în timpul operării automobilelor sau
a altor vehicule.
Exemplu: Înregistratorul poate inhiba mișcarea corpului saua mâinilor în timpul operării vehiculelor etc.

Avertisment
Acest dispozitiv medical poate fi operat doar de către medic saude către o persoană autorizată conform legii. Explicați utilizarea
corectă pacientului și asigurați-vă că acesta poate oprimăsurarea când apare o problemă.
Nu utilizați un telefon mobil în apropierea înregistratorului(mai puțin de 30 cm). Poate provoca o defecțiune.

AtenţieOpriți utilizarea înregistratorului și comutați comutatorul AUTO
pe „OFF” dacă pacientul simte durere în braț sau măsurătoarea
este incorectă.
Nu utilizați înregistratorul în apropierea unui câmp magnetic sau
electric puternic.
Nu utilizați înregistratorul pentru un pacient ce folosește unaparat cord-pulmon.
vii

Notă
Instrucțiuni pentru pacientDacă temperatura este scăzută, puterea bateriilor devine mai scăzută
și valoarea măsurătorii este redusă.
5. Precauții după utilizarea înregistratorului.

Atenţie
Munca de procesare a datelor măsurătorii
Asigurați-vă că procesați datele măsurătorii imediat folosind
perifericul dedicat.
ÎnregistratorulDupă curățarea accesoriilor, aranjați-le și depozitați-le.
Curățați înregistratorul pentru măsurarea următoare.
Comutați comutatorul AUTO pe „OFF”. Dacă lăsați
comutatorul AUTO pe „ON”, presurizarea măsurătorii
automate se începe la următorul timp de începere a măsurătorii
și manșeta sau alte componente pot fi rupte de umflare.
Scoateți bateriile de la înregistrator dacă acesta nu va fi folosit
pentru o perioadă lungă de timp. Bateriile pot avea scurgeri și pot
strica înregistratorul.
Evitați ca un copil să folosească înregistratorul pe cont propriu.
Nu depozitați înregistratorul într-un loc care este la îndemâna
unui copil. Acest lucru poate cauza accidente sau deteriorări.
Țineți de carcasa conectorului când conectați sau deconectați
cablul. Nu trageți cablul.

viii

Notă
Precauții după utilizarea înregistratorului (TM-2441)
Asigurați-vă că procesați datele măsurătorii imediat folosind
perifericul dedicat după terminarea măsurătorii.
Baterie de rezervă reîncărcabilă cu litiuÎnregistratorul dispune de o baterie cu litiu de rezervă. Această bateriefurnizează energie la ceasul integrat, atunci când înlocuiți bateriile AA
folosite pentru măsurarea tensiunii arteriale. Bateria cu litiu esteîncărcată de la bateriile AA.
Cum să extindeți viața bateriei de rezervă
La prima utilizare după cumpărare sau după depozitarea timp deo lună sau mai mult, schimbați bateriile și încărcați bateria de rezervă.
Este suficient dacă bateria de rezervă este încărcată pentru 48 de ore
sau mai mult.
(Bateria de rezervă este tot timpul încărcată de la bateriile AA.)Înlocuiți cu două baterii AA noi, atunci când indicatorul de baterieafișează
.
Cândeste afișat pe indicatorul de baterie, nu pot fi efectuatemăsurarea tensiunii arteriale și comunicarea datelor. Înlocuiți cu douăbaterii AA noi.
Scoateți bateriile pentru a preveni scurgerile de lichid de baterie laînregistrator dacă înregistratorul nu este utilizat timp de o lună sau
mai mult.

ix

6. Remedii, atunci când dispozitivul dă eroare

AvertismentOpriți utilizarea și îndepărtați bateriile AA. Dacă terminalelebateriilor sunt scurtcircuitate, bateriile pot fi fierbinți.
În caz de eșec, înregistratorul se poate încălzi în timpulmăsurătorii, vă rugăm să o manevrați cu grijă.
Puneți eticheta de avertizare „Defect” sau „Nu utilizați” peînregistrator. Contactați furnizorul.
Opriți înregistratorul imediat dacă timpul de măsurare este
peste 180 de secunde și presiunea aerului crește peste 299 mmHg.
7. Precauții de întreținere

Avertisment
Confirmați performanța corectă și siguranța înregistratorului
atunci când acesta nu este folosit pentru o perioadă îndelungată
de timp.
Efectuați o inspecție și întreținere înainte de utilizare pentru amenține măsurătoarea corectă și siguranța. Utilizatorul (spital,
clinică etc.) este responsabil de administrarea echipamentului
medical. Dacă inspecția și întreținerea nu sunt efectuate corect,
poate avea loc un accident.

Atenţie
Utilizați un șervet uscat fără scame pentru curățarea
înregistratorului.
Nu utilizați agenți volatili precum diluant sau benzină.
Nu utilizați un șervet umed.
Nu dezasamblați și nu modificați niciodată înregistratorul(dispozitiv electric medical). Poate cauza avarii.
x

8. Precauții și remedii în caz de funcționare necorespunzătoare dincauza unui câmp electromagnetic puternicAtenţieÎnregistratorul este în conformitate cu standardul EMD
IEC60601-1-2: 2014. Totuși, pentru a preveni interferențele
electromagnetice cu alte dispozitive, nu utilizați telefoane mobile
în apropierea înregistratorului.
Dacă înregistratorul se află în apropierea unor câmpuri
electromagnetice puternice, zgomotul poate afecta formele deundă și se pot produce defecțiuni. Dacă se produce o defecțiune
neașteptată în timpul utilizării, verificați interferența
electromagnetică și luați măsurile corespunzătoare.
Nu utilizați conexiunea Bluetooth în aria unei rețele wireless
LAN sau alte dispozitive wireless, lângă dispozitive care emit
unde radio cum ar fi un microunde, în locații unde sunt multe
obstrucții, sau în locații unde intensitatea semnalului este slabă.
Acest lucru poate duce la pierderi dese ale conexiunii, viteză decomunicare foarte lentă și erori.

AtenţieUrmătoarele exemple sunt cauze generale ale defecțiunilor și
remediile acestora.
Utilizarea telefoanelor mobile
Undele radio pot cauza defecțiuni neașteptate.
Dispozitivele de comunicare wireless, dispozitivele deconectare în rețea la domiciliu, cum ar fi telefoane fără fir și
dispozitive de comunicare similare pot afecta înregistratorul.
Prin urmare, acestea trebuie păstrate la o distanță de celpuțin 30 cm sau mai mult față de înregistrator.
xi

Atenţie
Dacă există electricitate statică în zona de utilizare (descărcări
de la dispozitive sau din zona înconjurătoare)Înainte de utilizarea înregistratorului, asigurați-vă că operatorul
și pacientul au descărcat orice energie electrostatică.
Umidificați încăperea.
Utilizarea în apropierea unui dispozitiv wireless LAN
IEEE802.11g/b/n poate cauza interferențe comune, care pot
duce la viteze de comunicare reduse sau preveni conectarea. Înacest caz, închideți sursa de putere a dispozitivului care nu este
folosit, sau folosiți monitorul într-o altă locație.

9. Protecția mediuluiAtenţieÎnainte de a elimina înregistratorul, îndepărtați bateria cu litiu dinînregistrator.

xii

Măsuri de precauție pentru măsurarea
în siguranță
Această secțiune descrie precauții pentru măsurătoare și senzor.
Notificați pacientul cu privire la următorul conținut și explicați-i. Ghidați
pacientul în utilizarea corectă a dispozitivului.

Măsurarea tensiunii arteriale

Avertisment

Asigurați-vă că tubul nu este îndoit excesiv și că aerul circulă
corespunzător. Dacă se utilizează un furtun de aer îndoit,
presiunea aerului poate să rămână în manșetă, ceea ce poate
opri fluxul de sânge din braț.
Nu măsurați tensiunea arterială pe un braț dacă pacientul
prezintă următoarele condiții. Acest lucru poate provoca
un accident sau agravarea leziunii.
1) O leziune sau o boală la un braț.
2) Un braț în care se administrează o perfuzie intravenoasă sauo transfuzie de sânge.
3) Un membru șuntat pentru dializă artificială.
4) Pacientul a fost imobilizat la pat pentru o lungă perioadă detimp (În cazul în care există posibilitatea de tromb).

Atenţie

Confirmați starea pacientului dacă există probleme de măsurare.
Dispozitivul presupune că starea se înrăutățește peste limita demăsurare sau dacă debitul de aer încetează din cauza faptului
că furtunul de aer este îndoit.
Măsurarea prea frecventă a tensiunii arteriale poate cauza vătămare
corporală datorită interferenței cu fluxul sângelui. Confirmați faptul
că operarea dispozitivului nu va duce la obstrucția prelungită acirculației sângelui atunci când utilizați dispozitivul în mod repetat.
Măsurarea tensiunii arteriale poate să nu fie exactă, atunci cândpacientul are aritmie continuă, sau se mișcă excesiv.
xiii

Atenţie
Purtați manșeta la același nivel cu inima. (Dacă nivelul estediferit, va rezulta o eroare a valorii măsurătorii.)Înregistratorul răspunde la artefacte și impact extern. Dacăexistă dubii în privința valorii măsurătorii, măsurați tensiunea
arterială prin auscultație sau palpare.
Poate apărea o eroare de măsurare, dacă manșeta nu areo circumferință corectă a brațului pentru pacient.
Nu umflați manșeta înainte de a fi înfășurată în jurul brațului
pacientului. Poate să apară deteriorarea și explozia manșetei.

NotăMăsurarea tensiunii arteriale poate cauza sângerare subcutanată.
Această sângerare subcutanată este temporară și dispare în timp.
Dacă pacientul utilizează aparatul cord-pulmon, tensiunea arterială
nu poate fi măsurată din cauza absenței bătăilor inimii.
Tensiunea arterială nu poate fi măsurată corect dacă pacientul poartă
haine groase.
Tensiunea arterială nu poate fi măsurată corect dacă bluza este
suflecată și brațul este strâns.
Tensiunea arterială nu poate fi măsurată corect dacă circulația
periferică este insuficientă, tensiunea arterială este excesiv de scăzută
sau dacă pacientul are hipotermie (fluxul sângelui este insuficient).
Tensiunea arterială nu poate fi măsurată corect dacă pacientul are
aritmie frecventă.
Tensiunea arterială nu poate fi măsurată corect dacă manșeta este demărime incorectă.
Tensiunea arterială nu poate fi măsurată corect dacă manșeta nu este
purtată la același nivel cu inima.
xiv

Notă
Tensiunea arterială nu poate fi măsurată corect dacă pacientul semișcă sau vorbește în timpul măsurătorii.
Nu au fost efectuate studii clinice pe copii nou născuți și femei gravide.
Dacă ați avut o mastectomie, consultați un medic înainte de utilizare.

Manșetă

Avertisment
Eliminați manșetele contaminate cu sânge pentru a prevenirăspândirea bolilor infecțioase.
Evitați depozitarea manșetei pliate sau cu un furtun de aer strânsrăsucit pentru perioade lungi de timp. Un astfel de comportament
poate scurta durata de viață a componentelor.

Măsurarea pulsului

Avertisment
Nu utilizați pulsul afișat pentru diagnosticarea bătăilor neregulate
ale inimii.

NotăÎnregistratorul măsoară pulsul, atunci când se măsoară tensiunea
arterială.

xv

Listă de împachetareAtenţieÎnregistratorul este un instrument de precizie. Utilizați cu
prudență. Șocul excesiv poate cauza avarie și defecțiune.

NotăÎnregistratorul este livrat într-o cutie specială de împachetare pentru a-l
proteja de deteriorarea în timpul transportului. Când deschideți
această cutie, asigurați-vă că aveți totul de pe lista de împachetare.
Dacă aveți întrebări, contactați furnizorul local sau cel mai apropiat
furnizor A&D. Recomandăm păstrarea cutiei speciale de împachetare.
A se vedea „.10 Elemente opționale (necesită comandă)” pentruopțiuni.
Înregistrator de tensiune arterială .............................................................. 1
AccesoriiManșetă adult 20 până la 31 cm(7,8" până la 12,2")
pentru brațul stâng
TM-CF302B ................. 1Manșetă mare 28 până la 38 cm(11,0" până la 15,0")
pentru brațul stâng
TM-CF402B ................. 1Învelitoare manșetă adult ..................................................................... 2Învelitoare manșetă mare .................................................................... 2Husă pentru transport ................................ AX-133025995 ............. 1
Curea .......................................................... AX-00U44189 .............. 1Clemă ..................................................................................................... 1Fișă de înregistrare a activității (10 fișe) ... AX-PP181-S ................. 1
Cablu USB .................................................. AX-KOUSB4C ............. 1
CD ABPM Data Manager ..................................................................... 1
Manualul de instrucţiuni ........................................................................ 1

xvi

Manșetă mare pentru brațul stângManșetă mare pentru brațul stângÎnregistrator de tensiune arterială
Învelitoare manșetă

Clemă

Curea

CD ABPM Data ManagerÎnvelitoare manșetă adultÎnvelitoare manșetă mareFișă de înregistrare a activității (10 fișe)Cablu USB

xvii

Acest manual de instrucțiuniCuprins
Conformitate........................................................................................................ i
Conformitate cu Directiva Europeană .............................................................. i
Conformitate cu Regulile FCC (Comisia de Comunicări Federale) .............................. i
Conformitate cu Regulile IC (Comisia de Comunicări Federale) ............................. ii
Conformitate cu Standardele EMD Australiene ............................................... ii
Transmisie prin Bluetooth® ............................................................................. ii
Definiții ale avertismentelor ............................................................................... iii
Precauții Pentru Utilizare ................................................................................... iv
Măsuri de precauție pentru măsurarea în siguranță ......................................... xiiiMăsurarea tensiunii arteriale ........................................................................xiii
Manșetă ...................................................................................................... xv
Măsurarea pulsului ....................................................................................... xv
Listă de împachetare ....................................................................................... xvi
1.

Introducere .......................................................................................... 52.

Caracteristici........................................................................................ 5

3.

Abrevieri și simboluri ........................................................................... 8

4.
4.1.
4.2.
5.

Specificații ......................................................................................... 13Înregistrator ................................................................................... 13
Dimensiuni ..................................................................................... 16

Denumire componente ...................................................................... 17
5.1.
Înregistrator ................................................................................... 17
5.2.
Afișaj .............................................................................................. 18
5.2.1. Panou LCD (afișaj cu cristale lichide) ......................................... 18
5.2.2. Afișaj OLED (diodă organică electroluminiscentă) ..................... 191

5.3.
Operațiuni principale ale comutatorului .......................................... 20
5.3.1. Operațiuni A-BPM ...................................................................... 20
5.3.2. Operațiuni S-BPM ...................................................................... 23
5.3.3. Alte operațiuni ............................................................................ 256.

Funcțiile de măsurare a tensiunii arteriale ......................................... 27
6.1.
Măsurătoarea automată a tensiunii arteriale (A-BPM).................... 27
6.1.1. Mod de așteptare A-BPM ........................................................... 29
6.1.2. Funcția de somn și intervalul de timp ......................................... 29
6.1.3. Oprirea măsurătorii .................................................................... 30
6.1.4. Stocarea datelor de mediu ......................................................... 30
6.2.
Măsurarea individuală a tensiunii arteriale (S-BPM) ...................... 31
6.2.1. Programele S-BPM .................................................................... 32
6.2.2. Mod așteptare S-BPM ................................................................ 36
6.2.3. Oprirea și întreruperea măsurătorilor ......................................... 37
6.3.
Rezultatele măsurătorii .................................................................. 38
6.3.1. Afișarea rezultatelor măsurătorii................................................. 38
6.3.2. Stocarea rezultatelor măsurătorii ............................................... 38
6.3.3. Scoaterea rezultatelor măsurătorii ............................................. 39
6.3.4. Numere de identificare ............................................................... 397.

Pregătirea înregistratorului ................................................................ 40
7.1.
Instalarea bateriilor (înlocuirea bateriilor) ....................................... 40
7.1.1. Cum să înlocuiți bateriile ............................................................ 42
7.2.
Prepararea husei pentru transport ................................................. 42
7.3.
Inspecție pentru utilizare ................................................................ 43
7.3.1. Lista de verificare înainte de instalarea bateriilor ....................... 43
7.3.2. Lista de verificare după instalarea bateriilor ............................... 44

8.
8.1.
8.2.

Operațiune......................................................................................... 45
Diagrama operațiunilor................................................................... 45Setări inițiale .................................................................................. 472

8.2.1. Setări din fabrică ........................................................................ 47
8.2.2. Ceasul și funcția de monitorizare ale măsurătorii ....................... 48
8.2.3. Valoarea inițială a presurizării S-BPM ........................................ 50
8.3.
Programele presetate A-BPM ........................................................ 50
8.3.1. Parametri și elemente A-BPM .................................................... 52
8.3.2. Exemplele programului A-BPM .................................................. 55
8.3.3. Timpul începerii și timpul de operare.......................................... 57
8.4.
Programele S-BPM ........................................................................ 58
8.4.1. Elemente și parametri S-BPM .................................................... 59
8.4.2. Exemple afișaje S-BPM ............................................................. 60
8.5.
Ștergerea datelor măsurătorilor ..................................................... 63
8.6.
Fixarea produsului pe pacient ........................................................ 64
8.6.1. Informații pentru pacienți ............................................................ 64
8.6.2. Învelitoarea manșetei ................................................................. 66
8.6.3. Atașarea manșetei, husei pentru transport și înregistratorului....67
8.7.
Operațiunile de măsurare a tensiunii arteriale ................................ 70
8.7.1. Operațiuni A-BPM ...................................................................... 70
8.7.2. Operațiuni S-BPM ...................................................................... 72
8.7.3. Măsurătoare manuală ................................................................ 74
8.7.4. Oprirea și întreruperea măsurătorilor ......................................... 75
8.8.
Conectarea înregistratorului la perifericul dedicat .......................... 77
8.8.1. Conectarea cu cablul USB ......................................................... 77
8.8.2. Utilizarea comunicațiilor Bluetooth® ............................................ 79
8.8.3. Suspendarea comunicației Bluetooth® (modul Avion) ................ 80
9.

Întreţinere .......................................................................................... 81
9.1.
9.2.
9.3.

Depozitarea produsului, inspectarea și administrarea
siguranței ....................................................................................... 81Curățarea produsului ..................................................................... 82
Inspecție periodică ......................................................................... 843

9.3.1. Inspecția înaintea instalării bateriilor .......................................... 84
9.3.2. Lista de verificare după instalarea bateriilor ............................... 85
9.4.
Eliminarea...................................................................................... 86
9.5.
Remedierea defecțiunilor ............................................................... 87
9.6.
Coduri de eroare ............................................................................ 88
10.

Elemente opționale (necesită comandă).................................................. 91

11.
Informații suplimentare ...................................................................... 93
11.1.
Principiul măsurării tensiunii arteriale ............................................. 93
11.2.
Informații privind EMD.................................................................... 96

4

1. IntroducereMulțumim pentru achiziția dumneavoastră!

Înregistratorul de tensiune arterială în ambulatoriu TM-2441
permite măsurarea precisă a tensiunii arteriale a pacientului în
mod automat, pentru intervale de timp presetate (de exemplu,
24 de ore continuu). Acest manual explică setările, operațiunile,modulele și programele măsurătorii de tensiune arterială,precum și comunicarea cu un periferic dedicat, întreținerea,
specificațiile și observațiile. Citiți acest manual pentru o utilizare
adecvată și păstrați-l într-un loc accesibil.

2. Caracteristici
RezumatÎnregistratorul este un sistem de monitorizare a tensiunii arteriale
în ambulatoriu, care poate măsura neinvaziv valoarea tensiunii
arteriale și pulsul pacientului sub îndrumarea unui medic. Scopul
utilizării este de a măsura și stoca variația tensiunii arteriale într-o
zi obișnuită. Înregistratorul este proiectat pentru a fi portabil șia avea o funcție de gestionare a datelor și funcționare simplă.

Scopul măsurării tensiunii arterialeÎnregistratorul este proiectat pentru adulți (de peste 12 ani).

5

Scopul utilizării

Înregistratorul este dotat cu două module pentru măsurarea
tensiunii arteriale. Valorile tensiunii arteriale pot fi folosite pentru
consultațiile la medici și pentru autogestionarea sănătății.

Măsurătoarea automată a tensiunii arteriale (A-BPM)
Acest mod poate specifica șase perechi de timpi și intervalede începere arbitrari o dată la 24 de ore și poate măsura șiînregistra tensiunea arterială în mod automat.
Măsurarea individuală a tensiunii arteriale (S-BPM)
Utilizarea acestui mod presupune că un pacient își măsoară
propria tensiune arterială la domiciliu sau în spital. Acest mod
poate utiliza cinci tipuri de programe în funcție de utilizare.

Portabilitate

Greutatea înregistratorului este de aproximativ 135 g (fărăbaterii).
Este de mărimea palmei și este echipat cu o micro-pompă.
Pot fi utilizate două baterii alcaline AA. (Mărime LR6 sau AA)
Pot fi utilizate (mărime AA, baterie Ni-MH) două bateriireîncărcabile.

OperabilitateaSetările înregistratorului și programul de măsurare a tensiunii
arteriale pot fi configurate ușor, utilizând ABPM Data Manager
instalat pe computer (periferice dedicate).

6Performanță analitică extensivă

Intervalul de timp de măsurare poate fi setat pentru măsurătoarea
automată a tensiunii arteriale.
Tensiunea arterială poate fi măsurată imediat utilizând măsurarea
manuală în orice moment.
S-BPM este dotat cu cinci programe pentru diferite condiții.
Analiza poate fi efectuată în mod eficient utilizând ABPM DataManager instalat pe computer (periferic dedicat).

Timp de măsurare mai scurt

Viteza de dezumflare este controlată pentru a micșora timpul demăsurare.
Valoarea de presurizare este controlată pentru a reduce timpulde măsurare.

Conveniență simplă

Un periferic dedicat poate primi date prin cablul USB. Datele
primite pot fi analizate și imprimate cu ușurință.

7

3. Abrevieri și simboluri
Simboluri
SYS

Semnificaţie
Tensiune arterială sistolică

DIA

Tensiune arterială diastolică

PUL

Puls

PP
kPa
mmHg
/min

Presiune puls

--xx

LCD
OLED

PP = SYS - DIA

Unitate de tensiune arterială
Unitate puls/minut
Marcaj care indică bătăile inimii în timpul măsurătorii.
Bluetooth este în curs de utilizare.
Afişaj:A-BPM funcționează.
Luminare intermitentă: Timpul de interval de „1 cadru”
este în curs de desfășurare.
Indicator IHB/AFib.
Mut
Memorie plină, ștergeți date pentru a porni măsurătoarea.
Indicator al baterieiDacă este afișat nivelul 1, măsurarea tensiunii
arteriale și comunicarea datelor nu pot avea loc.
Înlocuiți bateriile cu 2 baterii noi LR6 (dimensiune AA).
Marcajul de somn A-BPM
Marcajul este afișat în timpul configurării.
Valoare în afara intervalului sau valoare imposibilă
de măsurare.
Coduri de eroare. xx =laMarcaj S-BPM START
Marcaj S-BPM STOPAfișaj cu cristale lichideDiodă emițătoare de lumină organică
8

Simboluri

SMALL
ADULT
LARGE
EXTLARGE

Large
cuff

28-38cm11"-15"

Adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

SN

x2
1.5V LR6
1.2V HR6
not included

Semnificaţie
Marcaj de alertă
Gradul de protecție împotriva electrocutării:Echipament tip BF.
Producător al marcajului CE. Data fabricației.
Simbol pentru manșetă micăCircumferința brațului
15 până la 22 cm
5,9" până la 8,7"
Simbol pentru manșetă adult
Circumferința brațului
20 până la 31 cm
7,8" până la 12,2"
Simbol pentru manșetă mare
Circumferința brațului
28 până la 38 cm
11,0" până la 15,0"
Simbol pentru manșetă foarte mare
Circumferința brațului
36 până la 50 cm
14,2" până la 19,7"
Simbolul este imprimat pe ambalaj.
Manșeta mare este inclusă în accesorii.
Simbolul este imprimat pe ambalaj.
Manșeta pentru adult este inclusă în accesorii.
Utilizați ca referință manualul de instrucțiuni sau broșura.
Simbolul pentru „A se menține uscat” și „A semenține departe de ploaie”.
Serie
Simbolul imprimat în compartimentul de baterii.
Direcția (polaritatea) de instalare a bateriei.
Simbolul este imprimat pe ambalaj.
Bateriile sunt excluse din accesorii.
9

Simboluri
EMD

Semnificaţie
Perturbații electromagnetice
Simbolul pentru „A se manevra cu atenție”.
Simbolul waste electrical and electronic equipment
directive (Directiva privind deșeurile de echipamente
electrice și electronice).

Simboluri
BPM

Semnificaţie
Măsurarea tensiunii arteriale

A-BPMMăsurare automată a tensiunii arterialeMăsurare individuală a tensiunii arteriale
S-BPM
Sleep, Cycle, Hour,
Simbolurile A-BPM.
#1
START, Operation
OBP, AOBP, HBP,
Simbolurile S-BPM.
#2
ANBP, ASBP
Pairing, Flight Mode Simbolurile Bluetooth.
#3
Not made with natural Atenționare pentru pacient. Aceasta esterubber latex.
imprimată pe manșetă.
Atenționări de pe capacul de baterii.
Utilizați baterii alcaline sau bateriile
Caution• Use alkaline batteries or specifiedreîncărcabile specificate și asigurați
rechargeable batteries and ensurepolaritatea corectă (+,-).
correct polarity (+,-).
• Do not mix new, used or different
Nu amestecați baterii noi,branded batteries.
vechi sau de diferite mărci.
• Firmly secure cuff air hose to
main body.
Fixați ferm furtunul de aer al manșetei
de corpul principal.
#1: A se vedea „6.1. Măsurătoarea automată a tensiunii arteriale(A-BPM)” și „8.3. Programele presetate A-BPM” pentruînregistratorul tensiunii arteriale pe 24 de ore.
#2: A se vedea „6.2. Măsurarea individuală a tensiunii arteriale(S-BPM)” și „8.4. Programele S-BPM” pentru cinci tipuri deprograme.
#3: A se vedea „8.8.2. Utilizarea comunicării Bluetooth®” și„8.8.3. Întreruperea comunicării Bluetooth® (mod avion)”.
10

Indicator IHB/AFib

Când monitorul detectează un ritm neregulat în timpul măsurării,indicatorul IHB/AFibva apărea pe afișaj cu valorilemăsurării. (Doar S-BPM)

1 cadru„1 cadru” în S-BPM este format dintr-un set de măsurători ale
tensiunii arteriale și intervalele de timp sunt repetate de numărul
de ori al valorii măsurătorilor. Ultimul interval de timp este omis.
Măsurarea tensiunii arteriale
T

T

T

Timp

T: Interval de timpNumărul valorii măsurătorilor

11Mod așteptare

A-BPM mod așteptare este o stare în care tensiunea arterială
nu se măsoară în cadrul intervalului de timp.
Măsurarea tensiunii arteriale
T

T

T

T

T

T

T

Timp
T: Interval de timp

S-BPM mod așteptare este o stare în care tensiunea arterială
nu este măsurată în cadrul intervalului de timp și între ultimul„1 cadru” și următorul „1 cadru”.
Măsurarea tensiunii arteriale
T

T

T

T

Timp
T: Interval de timp

Periferic dedicat

Un periferic dedicat înseamnă computerul principal pe care este
instalat ABPM Data Manager. ABPM Data Manager este stocat pe
CD-ul de accesorii.
Utilizați un dispozitiv periferic care este conform cu cerințele pentru
echipamentul electric medical (IEC60601-1) atunci când conectați
înregistratorul la un dispozitiv periferic. Nu conectați înregistratorul
la alte dispozitive (Exemplu: IEC60950) într-o zonă în care se
utilizează echipamente medicale. Utilizați un cablu USB mai scurt
de 1,5 m.

12

4. Specificații
4.1. Înregistrator
Articole
Metodă de măsurare
Metoda detectării
presiuniiIntervalul de afișare apresiunii
Precizie de măsurare
Divizarea
minimă a ecranului
Interval de măsurare
Depresurizarea
Evacuare
Metodă de presurizare
Presurizare automată
Interval de timp
(al A-BPM)
CeasAfișajDescrieri
Metoda măsurării oscilometrice
Senzor de presiune semiconductor
0 până la 299 mmHg
Presiune:±3 mmHg
Puls:±5%
Presiune:
1 mmHgPuls:
1 bătaie/minut
Tensiune sistolică: 60 până la 280 mmHg
Presiune diastolică: 30 până la 160 mmHg
Puls:
30 până la 200 bătăi/minut
Evacuare constantă cu supapă de control ascurgerii pentru siguranțăSupapă electromagnetică
Micro-pompă
85 până la 299 mmHg
Intervalele la fiecare secțiune care împart 24 deore în maximum șase părți.
Interval: OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuteCeas de 24 de ore
A-BPM:
OLED, 96 x 39 pixeli, caractere albe
S-BPM:LCD, 40 x 50 mm, afișaj: presiune sistolică,presiune diastolică, puls, ceas, eroare,monitorizarea stării și simboluri
13Articole
Memorie

Alimentare electrică

Valoarea măsurătorii
Tensiune nominală

Interfața

Condiții de operare
Condiții de transport și
depozitare

Descrieri
Datele măsurătorilor: Max. 600 de puncte de dateCu același tip de baterii:
2 x baterii de 1,5 V (mărime LR6 sau AA)
Baterii alcaline sau baterii cu hidrură denichel (Ni-MH) 1.900 mAh sau mai mult
Baterie de rezervă pentru ceasul integrat:
Baterie cu litiu reîncărcabilă cu celule înformă de monezi ML2016H
De 200 de ori sau mai mult.
(atunci când se utilizează baterii alcaline noi
sau baterii cu hidrură de nichel. Poate varia
datorită condițiilor de măsurare.)CC 3,0 V (baterie alcalină, LR6),
CC 2,4 V (baterie nichel-hidrogen, dimensiune AA)
USB: Compatibil cu USB 1.1.
Lungimea cablului: 1,5 m sau mai scurt.
Terminalul micro-USB tip B se poate
conecta la perifericul dedicat (folosind
software-ul driver standard).
Bluetooth Ver.4.1 (BLE):
Poate fi conectat un dispozitiv fără fir.
Temperatură: +10 până la +40 °C
Umiditate:
30 până la 85 %RH(fără condensare)Temperatură: -20 până la +60 °C
Umiditate:
10 până la 95 %RH(fără condensare)Presiunea atmosferică
700 până la 1.060 hPa
pentru condiții deoperare și depozitare
Tip de protecție împotriva
Echipament alimentat internelectrocutării
14

Articole
Gradul de protecție
împotriva electrocutării
Marcajul CE
Marcajul C-Tick
Dimensiuni
Greutate
Durată de viață utilă
Protecție împotriva
infiltrației
Modul implicit
Timp de repornire dupădefibrilare
EMD

Comunicare fără fir

Descrieri
Tipul BF: Înregistratorul, manșeta și furtunurile
sunt proiectate pentru a asigura protecție
specială împotriva electrocutării.
Eticheta directivei Comisiei Europene (CE)pentru dispozitive medicale.
Marca comercială de certificare înregistrată la
ACA de către oficiul de mărci comerciale.
Aprox. 95 (L) × 66 (W) × 24,5 (H) mm
Aprox. 135 g (fără baterii)Înregistrator: 5 ani. Autentificare individuală cu
date interne. Operarea și întreținerea adecvată
în cele mai bune condiții. Durabilitatea variază
conform condițiilor de utilizare.
Dispozitiv: IP22Măsurătoare continuă
Imediat
IEC 60601-1-2: 2014
LBCA2HNZYZ(MURATA Manufacturing Co. Ltd)
Bluetooth Ver.4.1 BLPBandă de frecvență: 2,4 GH (2.400 până la
2.483,5 MHz)
Modulație: GFSK
Putere radiată efectivă: <20 dBm

Observație:# Specificațiile pot fi modificate pentru îmbunătățire fără notificare prealabilă.
# Testele clinice pentru acest dispozitiv sunt efectuate în baza ISO 81060-2:2013.
# Înregistratorul nu este un dispozitiv medical pentru monitorizarea
pacientului. Nu recomandăm utilizarea pentru monitorizarea pacienților
în timp real într-un loc precum o unitate de terapie intensivă.
ACA: Australian Communications Authority (Autoritatea de Comunicații Australiană)15

4.2. Dimensiuni

66

24,5

95

Unitate: mm

16

5. Denumire componente
5.1. Înregistrator
Marcaj poziție arteră

Manșetă adult și manșetă mare pentru brațul stângFurtun de aerFișă pneumatică
Duză de aer
Butonul EVENT
pentru A-BPM
Ecran OLED pentru A-BPM
Butonul START și
STOP pentru A-BPM

Comutator AUTO
pentru A-BPM

LCD

Comutator LOCK
pentru A-BPM

START șiSTOP pentru S-BPM

ButonulCompartimentul debaterii și 2 baterii LR6(mărimea AA) pentrumăsurătoare

Capacul debaterii

Port micro USB (în partea
de jos), terminal decomunicații de date17

5.2. Afișaj
Notă
Pentru a obține un diagnostic corect, aveți grijă să citiți cu acuratețe și
să interpretați corect datele afișate pe înregistrator.

5.2.1. Panou LCD (afișaj cu cristale lichide)
Valori superioare
Valori mijlocii
Valori inferioareUrmătoarele valori pot fi afișate la fiecare mod:Rezultatulmăsurătorii

A-BPM

S-BPM

Valorisuperioare

Tensiune arterială Interval desistolică
timp

ProgramValori mijlocii

Tensiune arterială
Timp rămas
diastolică

Valoareatensiunii

Valoriinferioare

PulsulTimpulTimpulA se vedea „3. Abrevieri și simboluri” pentru semnificațiile
simbolurilor de pe panoul LCD.
18

5.2.2. Afișaj OLED (diodă organică electroluminiscentă)Starea A-BPM este indicată pe OLED.
Timpul.
Starea setărilor și a operațiunii.
Valoarea măsurătorii A-BPM.
SYS
DIA
PUL

Tensiune arterială sistolică.
Tensiune arterială diastolică.
Pulsul.

mmHg Unitatea pentru valoarea
tensiunii arteriale.
/min
Unitatea pentru puls.
A se vedea „3. Abrevieri și simboluri” pentru semnificațiile
simbolurilor de pe panoul OLED.
Semnificaţie

Simboluri

Marcajul este afișat în timpul configurării.
Afişaj:A-BPM este în curs de desfășurare.
Luminare intermitentă: Timpul de interval de „1 cadru” esteîn curs de desfășurare.
Bluetooth este în curs de utilizare.
Memorie plină
Marcajul de somn A-BPM
Indicator al bateriei

195.3. Operațiuni principale ale comutatorului
5.3.1. Operațiuni A-BPM
Pentru a porni sau a întrerupe A-BPM.
Pentru a schimba între A-BPM și S-BPM

Pasul 1. Stocați programul presetat (de timp de începere și intervale)pentru A-BPM.
Pasul 2. Setați comutatorul

AUTO

pentru următoarele operaţiuni.

„ON” ...... A-BPM este început și marcajul
este afișat.
Măsurătorile de tensiune arterială sunt efectuate
în concordanță cu programele presetate A-BPM.
„OFF” .... A-BPM este întrerupt și marcajul
este ascuns.
Măsurarea tensiunii arteriale poate fi efectuată
folosind programele presetate S-BPM.

Pentru a bloca A-BPM pe „ON”.

Mențineți comutatorul AUTO pe „ON” folosind comutatorul
LOCK pentru ca A-BPM să poată fi efectuată.

Pentru a extinde intervalul de timp A-BPM.

Pasul 1. Setați modul de somn pe „ON” înaintea măsurătorii.
Pasul 2. Setați comutatorul AUTO
Este afișat marcajul .

pe „ON” pentru a utiliza A-BPM.

Pasul 3. Când butonul EVENT este apăsat în timpul A-BPM,
intervalul de timp se dublează.
Când butonul EVENT este apăsat din nou, intervalul detimp revine la valoarea de bază.
20

Pentru a opri în timpul A-BPM

Când se apasă butonul START/STOP în timpul măsurării
tensiunii arteriale, aerul este evacuat imediat și măsurătoarea
actuală este oprită. Cu toate acestea, A-BPM continuă.
Următoarea măsurare a tensiunii arteriale este efectuată înconcordanță cu setările A-BPM.

Pentru a seta programul pe A-BPM.
Pasul 1. Setați comutatorul

AUTO

pe „OFF”.

Pasul 2. Dacă afișajul este ascuns,apăsați butonul START/STOP sau
a reveni la afișajul mod așteptare.

EVENT

pentruPasul 3. În timp ce apăsați și țineți apăsat butonul START/STOP ,apăsați și mențineți apăsat butonul EVENT până când pe
OLED este afișat Sleep .
Pasul 4. Butoanele de operare sunt după cum urmează:A se vedea „8.3.1. Parametri și elemente A-BPM”
Butonul EVENT ............. Schimbarea parametrului actual.
Butonul START/STOP ... Decizie, următorul articol, sfârșitul
setărilor.

Pentru a măsura imediat tensiunea arterială în timpul A-BPM.
(Măsurarea manuală a tensiunii arteriale de A-BPM)

Pasul 1. Dacă afișajul OLED este ascuns, apăsați butonul
START/STOP sau EVENT pentru a vă întoarce laafișajul A-BPM mod așteptare. A-BPM mod așteptare esteo stare în care tensiunea arterială nu se măsoară în cadrulintervalului de timp.
Pasul 2. Apăsați butonul START/STOPașteptare A-BPM.
21

în timpul moduluiPentru a modifica ceasul.
Pentru a seta funcția de monitorizare pe A-BPM.
Pasul 1. Setați comutatorul

AUTO

pe „OFF”.

Pasul 2. Dacă afișajul este ascuns, apăsați butonul START/STOP
sau EVENT pentru a reveni la afișajul mod așteptare.
Pasul 3. În timp ce apăsați și țineți apăsat butonul START/STOP ,apăsați și mențineți apăsat butonul EVENT până când pe
OLED este afișat Display (după Sleep ).
Pasul 4. Butoanele de operare sunt după cum urmează:A se vedea „8.2.2. Ceasul și funcția de monitorizare alemăsurătorii”
Butonul EVENT ..............Schimbarea parametrului actual.
Butonul START/STOP ....Decizie, următorul articol,sfârșitul setărilor.

22

5.3.2. Operațiuni S-BPM
Pentru a porni S-BPM.

Pasul 1. Selectați programul S-BPM și stocați parametrii acestuia.
Pasul 2. Setați comutatorul AUTO pe „OFF”.
Pasul 3. Operațiunile sunt după cum urmează:Programele S-BPM
Operațiuni
Tensiunea arterială la cabinet
OBP Apăsați butonul/
Tensiunea arterială automată la cabinet
pentru a porni programul
AOBP presetat în timpul modului
Tensiunea arterială la domiciliu
HBP așteptare.
Tensiunea arterială automată pe timp denoapteANBP
Tensiunea arterială individuală automatăASBPProgramul presetat intră înașteptare până la „timpulînceperii” sau până la„timpul începerii alarmei”.

Pentru a opri S-BPM.

Operațiunile sunt după cum urmează:Programele S-BPM
Operațiuni
Tensiunea arterială
la cabinet
OBP
Tensiunea arterială
Apăsați butonul/
pentru a opri
automată la cabinetmăsurarea tensiunii arteriale.
AOBP
Tensiunea arterială
la domiciliu
HBP/
pentru a opri
Tensiunea arterială Apăsați butonul
automată pe timp de măsurarea tensiunii arteriale. La următorul timp
noapteANBP de începere, tensiunea arterială este măsurată
sau sună soneria.
#1Tensiunea arterială Dacă aveți nevoie să opriți complet
individuală automată înregistratorul, scoateți bateriile din înregistrator
ASBP sau schimbați pe OBP, AOBP sau HBP.

#1: A se vedea „6.2.1. Programele S-BPM”.
23

Pentru a seta programul pe S-BPM.
Pasul 1. Setați comutatorul

AUTO

pe „OFF”.

Pasul 2. În timp ce apăsați și mențineți apăsat butonul/apăsați și mențineți apăsat
Butonul START/STOP până când pe LCD esteafișat.

,Pasul 3. Operațiunile sunt după cum urmează:A se vedea „8.4. Programele S-BPM”.
Butonul/................ Schimbarea parametrului actual.
Butonul START/STOP ... Decizie, următorul articol,sfârșitul setărilor.

Pentru a măsura imediat tensiunea arterială în timpul S-BPM.
(Măsurarea manuală a tensiunii arteriale a S-BPM)

Pasul 1. Dacă afișajul LCD este ascuns, apăsați butonul
START/STOP sau EVENT pentru a vă întoarce laafișajul S-BPM mod așteptare.
Pasul 2. Apăsați butonul/
în timpul modului așteptare S-BPM.
Măsurătorile de tensiune arterială de „1 cadru” suntefectuate imediat.
„1 cadru” este format dintr-un set de măsurători ale tensiunii
arteriale și intervalele de timp sunt repetate de numărul deori al valorii măsurătorilor. Ultimul interval de timp este omis.
S-BPM mod așteptare este o stare în care tensiunea
arterială nu se măsoară în cadrul intervalului de timp și între
ultimul „1 cadru” și următorul „1 cadru”.

24

5.3.3. Alte operațiuni
Pentru a vă întoarce de la modul așteptare și a afișa monitorul.

Dacă afișajul OLED sau LCD este ascuns, apăsați butonul
START/STOP sau EVENT pentru a reveni la afișajul
mod așteptare.

Ștergerea datelor măsurătorilor
Pasul 1. Setați comutatorul

AUTO

pe „OFF”.

Pasul 2. Dacă afișajul este ascuns, apăsați butonul START/STOP
sau EVENT pentru a reveni la afișajul mod așteptare.
Pasul 3. În timp ce apăsați și țineți apăsat butonul START/STOP ,apăsați și țineți apăsat butonul EVENT până când
DataClear(după Sleep și Display ) este afișat pe OLED.
Pasul 4. Selectați o operație.
Dacă ștergeți date, apăsați și țineți apăsat butonul
START/STOP .
Ștergere
Erasing clipește sub DataClear pe
DataClear
OLED
OLED și începe ștergerea datelor.
Erasing
Continuați cu pasul 5 după ștergere.
Dacă păstrați (nu ștergeți) date, apăsați
butonul EVENT și treceți la pasul 5.
Pasul 5. Înregistratorul revine la modul de așteptare.

25

Pentru a conecta la comunicarea Bluetooth®.
Pasul 1. Setați comutatorul

AUTO

pe „OFF”.

Pasul 2. Dacă afișajul este ascuns, apăsați butonul START/STOP
sau EVENT pentru a reveni la afișajul mod așteptare.
Pasul 3. Apăsați și mențineți butonul EVENT până când Pairing(după FlightMode ) este afișat pe OLED. Înregistratorulîncepe să aștepte asocierea.
Pasul 4. Când asocierea Bluetooth este finalizată, marcajul
esteafișat pe panoul LCD.
Dacă anulați asocierea curentă, apăsați butonul EVENT .
Înregistratorul continuă cu afișarea modului de așteptare.

Întreruperea comunicării Bluetooth®. (Mod avion)
Pasul 1. Setați comutatorul

AUTO

pe „OFF”.

Pasul 2. Dacă afișajul este ascuns, apăsați butonul START/STOP
sau EVENT pentru a reveni la afișajul mod așteptare.
Pasul 3. Apăsați și mențineți butonul EVENT
FlightMode este afișat pe OLED.

până cândPasul 4. Modul avion poate fi pornit/oprit prin utilizarea butonului
START/STOP .
Butonul START/STOP
FlightMode
FlightModeON
OFF
Pasul 5. Apăsați butonul EVENT pentru a reveni la afișajul modașteptare.

26

6. Funcțiile de măsurare a tensiunii arterialeÎnregistratorul este echipat cu măsurătoarea automată a tensiunii
arteriale (A-BPM) și măsurarea individuală a tensiunii arteriale(S-BPM) și poate stoca stările măsurătorii și rezultatele măsurătorii.

6.1. Măsurătoarea automată a tensiunii arteriale (A-BPM)
Atenţie
Atunci când A-BPM este întrerupt, sau nu este utilizat,setați comutatorul AUTO pe „OFF”. Dacă comutatorul
AUTO este lăsat pe „ON”, măsurarea va începe laurmătorul timp de începere și manșeta s-ar putea rupe.
Utilizați comutatorul LOCK pentru a preveni comutatorul
AUTO de la mutarea accidentală pe „OFF” atunci cândeste utilizat A-BPM.
Comutatorul AUTO pe „OFF”

Comutatorul AUTO pe „ON”

Comutatorul LOCK pe „LOCK”
Comutator AUTO
Funcția A-BPM măsoară tensiunea arterială la intervale
prestabilite, utilizând ceasul integrat și stochează rezultatulmăsurătorii în memorie.
A-BPM poate fi început și întrerupt cu comutatorul AUTO .
Utilizați comutatorul LOCK pentru a preveni mutarea
accidentală atunci când este utilizat A-BPM.
27

Marcajul
este afișat pe ecranul LCD, în timp ce se utilizează
A-BPM. Tensiunea arterială se măsoară automat la timpul deîncepere al A-BPM.
O valoare inițială de presurizare a A-BPM este AUTO, astfelîncât o valoare corespunzătoare de presurizare este selectată
automat.
Dacă prima presurizare este insuficientă, se efectuează represurizări în mod automat de maximum două ori.
Atunci când ștergeți date din memorie sau mutați comutatorul
AUTO pe „OFF”, valoarea de presurizare se resetează lavaloarea inițială de presurizare.
Atunci când are loc o eroare de măsurare și timpul de așteptarepână la următorul timp de începere este peste 8 minute,tensiunea arterială se măsoară o dată după 120 secunde.
Rezultatul măsurătorii este stocat în memorie.
Dacă doriți să întrerupeți A-BPM, eliberați comutatorulși mutați comutatorul AUTO pe „OFF”.

28

LOCK

6.1.1. Mod de așteptare A-BPM
Pot fi afișate elemente de monitorizare ale stării măsurătorii peecranul LCD în timpul de așteptare al A-BPM.
În modul de așteptare, indicatorii sunt ascunși automat în modulașteptare.
Apăsați orice buton pentru a afișa elementele de afișare.
A-BPM mod așteptare este o stare în care tensiunea arterială
nu se măsoară în cadrul intervalului de timp.
Intervalul măsurătorii
Timp rămas până la următorul timp de începere
Timpul actual

6.1.2. Funcția de somn și intervalul de timpSetați modul de somn pe „ON” în programul presetat.
Când butonul EVENT este apăsat în timpul A-BPM, intervalul
de timp este dublat.
Când butonul EVENT este apăsat din nou în timpul A-BPM,
intervalul de timp revine la durata inițială.
A se vedea „8.3. Programele presetate A-BPM” pentru
informații despre setarea modului de somn.
Măsurarea tensiunii arteriale
T

T

2T

T: Interval de timp
2T

Stocați parametrii modului de somn
29

2T

T

T

Timp

6.1.3. Oprirea măsurătorii
Când se apasă butonul START/STOP în timpul măsurării
tensiunii arteriale, aerul este evacuat imediat și măsurătoarea
actuală este oprită. Cu toate acestea, A-BPM continuă.
Următoarea măsurare a tensiunii arteriale este efectuată înconcordanță cu setările A-BPM.

Notă
Când măsurătoarea este oprită, este afișat codul deoprire E07 pe ecranul OLED și este stocat în memorie.

6.1.4. Stocarea datelor de mediu
Datele de mediu sunt stocate în timp ce comutatorul
este setat la „ON” pentru A-BPM.

AUTO

Notă
Datele de mediu pot fi stocate timp de cel mult 12 ore.
Descărcarea sa către ABPM Data Manager poate dura 50 deminute.

30

6.2. Măsurarea individuală a tensiunii arteriale (S-BPM)
Setați comutatorul AUTO la „OFF” pentru a utiliza programele
S-BPM.
Înregistratorul este echipat cu cinci tipuri programe S-BPM în
concordanță cu variația condițiilor mediului de măsurare.
Parametrii și rezultatele măsurătorii pot fi stocați în memorie.
Nume

Descrieri și acțiuni ale programului
Articole
Tensiunea arterială la cabinet
OBP Program pentru măsurarea tensiunii arteriale deIndisponibilcătre personalul spitalului. „1 cadru”: Măsurarea
tensiunii arteriale are loc o dată.
Tensiunea arterială automată la cabinet
AOBP Program pentru măsurarea tensiunii arteriale după Numărătoareodihnă în spital. „1 cadru”: Măsurarea seInterval
efectuează utilizând valoarea și intervalul de timp almăsurătorii.
Tensiunea arterială la domiciliu#1Numărătoare
HBP Program pentru măsurarea tensiunii arteriale ladomiciliu.
Interval„1 cadru”: Măsurarea se efectuează utilizândvaloarea și intervalul de timp al măsurătorii.
Tensiunea arterială automată pe timp de noapte #2 Timpul deProgram pentru măsurarea tensiunii arteriale înîncepere
ANBP
timpul nopții. Utilizează valoarea și intervalul detimp al măsurătorii. ANBP poate specifica până la Numărătoareșase timpi de începere pe zi.
IntervalTensiunea arterială individuală automată
#2 Timpul deProgram care indică timpul de începere cu un sunet începere a
ASBP de la sonerie. Apăsați butonul/
pentru a
alarmeimăsura tensiunea arterială la domiciliu. SoneriaNumărătoarepoate specifica până la șase timpi de începere pe zi.
Interval
31

#1: Tensiunea arterială este măsurată în concordanță cu
Societatea Japoneză de Hipertensiune.
#2: Când numărătoarea și intervalul de timp al măsurătorii ANBP
sau ASBP sunt modificate, setările HBP sunt de asemenea
modificate.

6.2.1. Programele S-BPM
Tensiunea arterială la cabinet

OBP
Când se apasă butonul/
tensiunea arterială estemăsurată o dată și stocată în memorie.
Măsurarea tensiunii arterialeApăsați butonul

Timppentru a începe măsurătoarea.

/

Tensiunea arterială automată la cabinet

AOBP
Când se apasă butonul/, începe AOBP.
La început, dispozitivul este inactiv pentru intervalul de timp
pentru a permite pacientului să se relaxeze.
Apoi, AOBP efectuează „1 cadru”.
„1 cadru” este format dintr-un set de măsurători ale tensiunii
arteriale și intervalele de timp sunt repetate de numărul de ori alvalorii măsurătorilor. Ultimul interval de timp este omis.
Când se apasă butonul/
în timpul modului „1 cadru”,„1 cadru” este oprit.
T: Interval de timpMăsurarea tensiunii arteriale
1 cadru
T

T

T

T

32

T

Timp

T

T

T

T

T

Timp

Tensiunea arterială la domiciliu

HBP
Când se apasă butonul/, începe HBP.
Apoi, HBP efectuează „1 cadru”.
„1 cadru” este format dintr-un set de măsurători ale tensiunii
arteriale și intervalele de timp sunt repetate de numărul de ori alvalorii măsurătorilor. Ultimul interval de timp este omis.
Când se apasă butonul/
în timpul modului „1 cadru”,„1 cadru” este oprit.
T: Interval de timp
1 cadru
T

T

T

T

T

T

T

T

33

Timp

Timp

Tensiunea arterială automată pe timp de noapte

ANBP
ANBP poate specifica până la șase timpi de începere presetați pe zi.
Când sunt stocați parametrii pentru programul ANBP, începe ANBPși se efectuează „1 cadru” pentru fiecare timp de începere.
„1 cadru” este format dintr-un set de măsurători ale tensiunii
arteriale și intervalele de timp sunt repetate de numărul de ori alvalorii măsurătorilor. Ultimul interval de timp este omis.

NotăMăsurarea manuală a tensiunii arteriale a ANBP
Când butonul/
este apăsat în modul așteptare
S-BPM, se efectuează „1 cadru”.
1 cadruT

1 cadru

T

T

T

Timp

ANBP începe în același timp când se setează programul ANBP.
(ANBP devine mod așteptare până la timpul începerii)
1 cadruTT

1 cadru

1 cadru

T

T

T

T

1 cadru

1 cadru

T

T

T

T

Timp

Timp

T: Interval de timp
34

Tensiunea arterială individuală automatăASBPASBP poate specifica până la șase timpi de începere presetați
pentru alarmă. Când sunt stocați parametrii pentru programul
ASBP, începe ASBP și soneria sună la fiecare timp de începere.
Apăsați butonul/
pentru a efectua „1 cadru” când sunăsoneria. „1 cadru” este format dintr-un set de măsurători ale
tensiunii arteriale și intervalele de timp sunt repetate de numărul
de ori al valorii măsurătorilor. Ultimul interval de timp este omis.

NotăMăsurarea individuală a tensiunii arteriale a ASBP
Când butonul/
este apăsat în modul de așteptare între
ultimul „1 cadru” și următorul „1 cadru”, „1 cadru” este efectuat.
1 cadruT

1 cadru

T

T

T

Timp

ASBP începe în același timp când se setează programul ASBP.
(ASBP devine mod așteptare până la timpul începerii)
1 cadru

1 cadru

1 cadru

T

T

T

T

T

T

Timp

Apăsați butonul/
pentru a efectua BPM-manual.
T: Interval de timp
35

1 cadru

1 cadru

T

T

T

T

Timp

T: Interval de timp

6.2.2. Mod așteptare S-BPM
Modul de operare și valoarea tensiunii sunt afișate pe panoul
LCD în timpul modului așteptare S-BPM.
# Afișajul LCD-ului este ascuns automat după ce nu se operează
timp de câteva minute. Chiar dacă afișajul panoului LCD este
ascuns, se poate începe măsurarea manuală a tensiunii
arteriale când butonul/
este apăsat. Când butoanele
START/STOP sau EVENT sunt apăsate, afișajul estereluat.
„1 cadru” este format dintr-un set de măsurători ale tensiunii
arteriale și intervalele de timp sunt repetate de numărul de ori alvalorii măsurătorilor. Ultimul interval de timp este omis.
Marcajul ceasului
luminează intermitent pe panoul LCD în
cadrul unui interval de timp de „1 cadru”.
S-BPM mod așteptare este o stare în care tensiunea arterială
nu este măsurată în cadrul „intervalului de timp” și între ultimul„1 cadru” și următorul
Program S-BPM„1 cadru”.
Valoarea presurizării
Timpul actual36

6.2.3. Oprirea și întreruperea măsurătorilorNotăCând A-BPM este oprit, este afișat codul de oprire E07 pe
panoul LCD și este stocat în memorie.
Programele S-BPM

Operațiuni

Tensiunea arterială
la cabinet
OBP
Tensiunea arterială
Apăsați butonul/
pentru a opri
automată la cabinetmăsurarea tensiunii arteriale.
AOBP
Tensiunea arterială
la domiciliu
HBP
Tensiunea arterială Apăsați butonul/
pentru a opri
automată pe timp de măsurarea tensiunii arteriale. La următorul
noapteANBP timp de începere, tensiunea arterială estemăsurată sau sună soneria.
#1Tensiunea arterială Dacă aveți nevoie să opriți complet
individuală automată înregistratorul, scoateți bateriile din
ASBP înregistrator sau schimbați pe OBP, AOBP
sau HBP.
#1:

A se vedea „6.2.1. Programele S-BPM”.

37

6.3. Rezultatele măsurătorii
6.3.1. Afișarea rezultatelor măsurătoriiFuncția de monitorizare poate selecta „Display ON” sau„Display OFF” pentru rezultatul măsurătorii A-BPM. Această
funcție nu poate fi utilizată pentru S-BPM.
Conținutul comenzii „Display ON” include „Valoarea tensiunii în
timpul măsurătorii”, „Rezultatul măsurătorii” și „Codul erorii
pentru rezultatul măsurătorii”.
Când „Display OFF” este selectată, se afișează ceasul.
Setările de fabrică sunt setate pe „Display ON”.
A se vedea „8.2.2 Ceasul și funcția de monitorizare alemăsurătorii”.

6.3.2. Stocarea rezultatelor măsurătoriiAtenţie
Procesarea datelor de la rezultatele măsurătorii
Nu utilizați un câmp electromagnetic puternic.
Capacitatea de memorie pentru rezultatele măsurătorii este de
600 de seturi de date.
Când memoria este plină, este afișat marcajulșiînregistratorul nu poate efectua măsurători până ce datele nu
sunt șterse din memorie.

NotăȘtergeți datele din memorie înainte de a da înregistratorul unuinou pacient. Recomandăm utilizarea datelor de memorie aleînregistratorului pentru fiecare persoană separat. Dacăînregistratorul memorează date de la multiple persoane, datele
pot fi dificil de procesat corect.
38

6.3.3. Scoaterea rezultatelor măsurătorii
Datele măsurătorii stocate în memorie pot fi scoase pe periferic,utilizând transferul de date USB.
A se vedea „8.8 Conectarea înregistratorului la perifericul
dedicat”.

Atenţie
Nu scoateți cablul în timp ce utilizați comunicarea USB.
Aceasta poate cauza pierderea datelor.

NotăCând indicatorul de baterie afișează
, transferul de datenu poate fi utilizat. Înlocuiți bateriile pentru a utiliza transferul dedate.

6.3.4. Numere de identificareNumărul de identificare implicit din fabrică este „0”.
Configurați numerele de identificare folosind perifericul dedicat.

Notă
Numerele de identificare nu pot fi configurate cu înregistratorul
și necesită utilizarea unui periferic dedicat.

39

7. Pregătirea înregistratorului
7.1. Instalarea bateriilor (înlocuirea bateriilor)Atenţie
Instalați două baterii noi cu direcția corectă „+” și „-” dininteriorul compartimentului de baterii înaintea atașării
înregistratorului.
Înlocuiți ambele baterii în același timp.
Scoateți bateriile din înregistrator dacă acesta nu este
utilizat pentru o perioadă lungă de timp. Bateriile pot curgeși cauza o defecțiune.
Utilizați două baterii alcaline: tipul LR6 sau bateriilereîncărcabile desemnate AA Ni-MH.
Când instalați bateria în compartimentul de baterii, apăsați
întâi pe capătul cu arc folosind capătul „-” al bateriei.
Apoi, introduceți capătul „+”.
Dacă bateria este instalată din capătul „+”, învelișul bateriei
poate fi deteriorat de capătul cu arc.
Nu amestecați diferite tipuri de baterii sau baterii folosite șibaterii noi. Acest lucru poate cauza o scurgere, încălzire
sau avarii.

Notă
Când este afișat nivelul 1
al nivelului bateriei, înlocuiți
cu două baterii noi înaintea atașării înregistratorului.
Înregistratorul nu poate efectua măsurătoarea de tensiune arterială
sau transferul de date în timp ce nivelul 1
este afișat.
Când bateria și bateria integrată sunt descărcate, nu este afișat
nimic.
Inserați bateriile în concordanță cu simbolul de direcție ().
40

Procedura

Inserați bateriile.

Pasul 1. Deschide capacul de baterii.
Pasul 2. Scoateți bateriile folosite.
Pasul 3. Consultați simbolul dedirecție () dininteriorul
compartimentului debaterii. Introduceți douăbaterii noi în direcția „+”și „-” adecvată.
Apăsați capătul cu
arc folosind capătul „-”al bateriei.
Pasul 4. Introduceți bateriaapăsând capătul „+”.
Pasul 5. Introduceți a douabaterie folosind
aceeași metodă.
Pasul 6. Închideți capacul de baterii.

AtenţieMențineți bateriile și capacul de baterii departe de sugari și
copii mici pentru a preveni înghițirea accidentală sau alte
accidente.
Folosiți baterii standard AA. Nu utilizați o baterie umflată,baterii reîncărcabile, sau una care este învelită în bandă.
Deschiderea capacului poate deveni dificilă.
41

7.1.1. Cum să înlocuiți bateriile
Rezultatele măsurătorii și setările parametrilor se salvează,atunci când se scot bateriile. Când bateria integrată se descarcă,data se resetează la 01/01/2017 00:00.
Verificați și reglați timpul actual când schimbați bateriile. A sevedea „8.2.2. Ceasul și funcția de monitorizare alemăsurătorii” pentru a regla ceasul.

7.2. Prepararea husei pentru transportNotă
Folosiți cureaua cu accesorii când atașați husa pentru transport.
Recomandăm utilizarea unei curele pentru a montaînregistratorul pe pacient.
Utilizați accesoriul husei pentru transport lafolosirea înregistratorului. Pentru a atașa husa
pentru transport, introduceți husa pentru
transport prin cureaua cu accesorii sau princureaua de la hainele ce le purtate.
Husă pentru transport
Curea

42

7.3. Inspecție pentru utilizareAtenţie
Inspectați înregistratorul înainte de utilizare pentru
a menține performanța, siguranța și eficiența.
Confirmați următoarea listă de verificare înainte/după instalarea
bateriilor.
Dacă descoperiți o problemă, opriți utilizarea înregistratorului șiatașați un mesaj cu „Defect” sau „Nu utilizați”. Contactați
furnizorul local pentru a-l repara.

7.3.1. Lista de verificare înainte de instalarea bateriilor
Nr.

Element

Descriere
Nu prezintă deteriorări și deformări de la scăpare.

1

Exterior

2

Bateria

Verificați dacă bateriile nu sunt descărcate.
Înlocuiți cu două baterii noi înainte să fie utilizat
pe pacient.

3Manșetă

Verificați ca manșeta să nu fie uzată. Dacămanșeta este uzată, poate exploda din cauzapresiunii interioare.

4

Verificați să nu existe răsuciri sau îndoituri ale
Conectarea furtunului de aer.
manșetei
Verificați ca duza de aer și conectorul să fie
conectate ferm.

5

AccesoriiFără deteriorări și slăbire a butoanelor etc.

Verificați să nu existe accesorii deteriorate.
(Husă pentru transport, curea etc.)43

7.3.2. Lista de verificare după instalarea bateriilor
Nr.

Porțiune

Descriere
Verificați să nu fie urme de foc, fum sau alte
mirosuri puternice.

1

Bateria2Afișaj

Verificați să nu existe un afișaj anormal.

3

Operațiune

Asigurați-vă că înregistratorul funcționează
corect.

4MăsurareVerificați dacă măsurarea poate fi efectuată
corect și dacă fixarea manșetei, măsurarea,afișarea și rezultatele sunt corecte.

Verificați să nu existe un sunet anormal.

44

8. Operațiune
8.1. Diagrama operațiunilorNotăSetările inițiale (ale ceasului integrat, funcția de monitorizare și
valoarea de presurizare inițială) și programul presetat (A-BPM
și S-BPM) nu trebuie stocate de fiecare dată. Sunt stocate
când sunt șterse, actualizate și când înregistratorul este
utilizat pentru prima dată.
Setările înregistratorului pot fi stocate folosind perifericul
dedicat. Consultați manualul de instrucțiuni al ABPM DataManager.
Procedurile de măsurare A-BPM și S-BPM sunt diferite.
A-BPM poate specifica șase perechi de timpi și intervalede începere arbitrari o dată la 24 de ore și poate măsura șiînregistra tensiunea arterială în mod automat.
S-BPM presupune că un pacient își măsoară singur
tensiunea arterială acasă sau la spital. Acest mod poate
utiliza cinci tipuri de programe în funcție de utilizare.

45

Inserați bateriile.
Setările inițiale ale ceasului integrat,funcția de monitorizare a măsurătorii și valoarea presurizării.

A-BPM

Mutați comutatorulpe „ON”.

S-BPM

AUTO

A-BPM
Mutați comutatorulpe „OFF”.

Mutați comutatorul AUTO
pe „OFF”.
Apăsați butonul

AUTO

Conectarea înregistratorului laperifericul dedicat.
Procesarea datelor.
Instalarea bateriilor.

Procedura completă de utilizare
46

START .

8.2. Setări inițiale
8.2.1. Setări din fabrică
Setările din fabrică (setările inițiale) sunt descrise mai jos:Elemente comune ale setărilor
ElementSetări din fabrică

Funcția de monitorizare

ON (indicat)

Anul, Luna, Ziua, Ora, Minutul Data livrării

Elementele A-BPM
ElementSetări din fabrică

Mod de somn

OFFIntervalul de timp când modul de somn este ON 30 minuteTimpul începerii secțiunii 1

0 ore

Intervalul de timp al secțiunii 1

30 minute

Timpul începerii secțiunii 2

0 ore #1

Timpul începerii măsurătorii automate

OFF

Timpul de operare al măsurătorii automateOFFConținutul setărilor din fabrică

Când se mută comutatorul AUTO pe „ON”, începe A-BPM.
Tensiunea arterială este măsurată la fiecare 30 de minute pânăce butonul este mutat pe „OFF”.

#1:Setările dintre intervalul de timp al secțiunii 2 și intervalul detimp al secțiunii 6 sunt omise pentru că timpul de începere
al secțiunii 1 și 2 are aceeași valoare.

47

Elementele S-BPM
ElementSetări din fabrică

Selectarea programului Tensiunea arterială la cabinet (OBP)
Tensiunea arterială lacabinet
OBP

Indisponibil

Tensiunea arterială
Valoarea măsurătorii
automată la cabinet
AOBP Intervalul de timp
Tensiunea arterială la Valoarea măsurătorii
domiciliu
HBP Intervalul de timp

2 numărători
5 minute
2 numărători
1 minut

Timpul de începere al secțiunii 2 ore

Tensiunea arterială
Valoarea măsurătorii
automată pe timp denoapteANBP Intervalul de timp

Timpul de începere a alarmei

Tensiunea arterială
individuală automată
Valoarea măsurătorii
ASBP Intervalul de timp

2 numărători
1 minut
7 ore, 22 ore
2 numărători
1 minutConținutul setărilor din fabrică

Când se apasă butonul/după ce comutatorul AUTO
este mutat pe „OFF”, începe programul presetat S-BPM (OBP).
Programul (OBP) măsoară tensiunea arterială o dată și
stochează rezultatul în memorie.

8.2.2. Ceasul și funcția de monitorizare ale măsurătoriiSetările inițiale pot fi configurate folosind următoarele măsurători.
Utilizarea butoanelor de pe înregistrator.
Metoda de utilizare a perifericului dedicat ce este conectatla înregistrator folosind cablul USB.
48

Procedura de operare a butoanelor
Pasul 1. Setați comutatorul

AUTO

pe „OFF”.

Pasul 2. Dacă afișajul este ascuns, apăsați butonul START/STOP
sau EVENT pentru a reveni la afișajul mod așteptare.
Pasul 3. În timp ce apăsați și țineți apăsat butonul START/STOP ,apăsați și țineți apăsat butonul EVENT până cândDisplay este afișat pe OLED (după Sleep ).
Pasul 4. Butoanele de operare sunt după cum urmează:Butonul EVENT .............. Schimbarea parametrului actual.
Butonul START/STOP .... Decizie, următorul articol,sfârșitul setărilor.
După aceea, folosiți aceste butoane pe alte elemente.
Pasul 5. După configurarea setărilor, apăsați butonul
pentru a reveni la modul așteptare.
Element
OLEDFuncția de Display
monitorizare
xx
Clock
An
Year xxClockLunăMon. xx
Clock
Zi
Day
xx
Clock
Oră
Hour xx
Clock
Minut
Min.
xx

START/STOP

Arie
xx = OFF,

ON

xx =

17

până la 99.

xx =

1

până la 12 luni

xx =

1

până la 31 de zile

xx =

0

până la 23 de ore

xx =

0

până la 59 de minuteUltimele douăcifre ale anului.

Caractere incluse : Setările din fabrică și setările inițiale cândbateriile sunt complet descărcate.
498.2.3. Valoarea inițială a presurizării S-BPM
Poate fi setată anticipat o valoare inițială de presurizare S-BPM.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Dacă este specificată AUTO ca valoarea inițială de presurizare,se selectează automat o valoare de presurizare adecvată.
Setarea din fabrică este 180 mmHg.
Pasul 1. Setați comutatorul

AUTO

pe „OFF”.

Pasul 2. Dacă afișajul este ascuns, apăsați butonul START/STOP
sau EVENT pentru a reveni la afișajul mod așteptare.
Pasul 3. Selectați o valoare de presurizare utilizând butonul
START/STOP .
Comutatorul AUTO

pe „OFF”

Programul S-BPM
Valoarea presurizării
Timpul actual

8.3. Programele presetate A-BPM
Setările inițiale pot fi configurate folosind următoarele măsurători.
Utilizarea butoanelor de pe înregistrator.
Metoda de utilizare a perifericului dedicat ce este conectatla înregistrator folosind cablul USB.
A-BPM poate fi utilizat doar când se poate efectua măsurătoarea
automată.

NotăSpecificați timpul începerii și intervalul calculate din momentul
în care comutatorul AUTO este setat la „ON”.
Este necesar să le specificați din nou atunci când utilizați un alt
A-BPM.
50

Operarea cu ajutorul butoanelor
Pasul 1. Setați comutatorul

AUTO

pe „OFF”.

Pasul 2. Dacă afișajul este ascuns, apăsați butonul START/STOP
sau EVENT pentru a reveni la afișajul mod așteptare.
Pasul 3. În timp ce apăsați și țineți apăsat butonul START/STOP ,apăsați și mențineți apăsat butonul EVENT până când pe
OLED este afișat Sleep .
Pasul 4. Specificați modul de somn folosind următoarele butoane.
Dacă modul de somn este „ON”, avansați la pasul 5.
Butonul EVENT ............. Schimbarea parametrului actual.
Butonul START/STOP ... Decizie, următorul articol.
Pasul 5. Specificați timpul de începere și intervalul până la șasesecțiuni folosind următoarele comutatoare.
Butonul EVENT ............. Schimbarea parametrului actual.
Butonul START/STOP ... Decizie, următorul articol.
Pasul 6. Specificați timpul de începere și timpul de operare almăsurătorii automate folosind următoarele comutatoare.
Butonul EVENT .............. Schimbarea parametrului actual.
Butonul START/STOP .... Decizie, următorul articol,sfârșitul setărilor.
Pasul 7. După finalizarea setărilor, înregistratorul revine la modulașteptare.

Atenţie
Nu scoateți bateriile în timp ce schimbați setările.
Dacă bateriile sunt scoase, introduceți setările din nou.

51

8.3.1. Parametri și elemente A-BPM
Programul presetat pentru A-BPM este după cum urmează:Element

OLED
Parametru
Sleep
xx
=
ON,
OFF
#1, #2xx
Interval de Cycle
timp
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minuteTimpul de Hour 1
xx xx = 0 până la 23 de oreSecțiunea începere
1Interval de Cycle 1
timp
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minuteTimpul de Hour 2xx xx = 0 până la 23 de oreSecțiunea începere
2Interval de Cycle 2
timp
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuteTimpul de Hour 3xx xx = 0 până la 23 de oreSecțiunea începere
3Interval de Cycle 3
timp
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuteTimpul de Hour 4xx xx = 0 până la 23 de oreSecțiunea începere
4Interval de Cycle 4
timp
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuteTimpul de Hour 5xx xx = 0 până la 23 de oreSecțiunea începere
5Interval de Cycle 5
timp
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuteTimpul de Hour 6xx xx = 0 până la 23 de oreSecțiunea începere
6Interval de Cycle 6
timp
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuteTimpul de START#3, #4începerexx xx = OFF , 0 până la 23 de ore
Timpul de Operation#3, #4operarexx xx = OFF , 1 până la 27 de ore

Mod de somnMăsurătoarea automată

Caractere incluse52: Setări din fabrică.

#1 : Când modul de somn este setat pe „ON”, pot fi folosite timpulînceperii și timpul de operare ale măsurătorii automate șiintervalul de timp al modului somn. Intervalul de timp al
acestor secțiuni (1 până la 6) nu poate fi utilizat.
#2 : Când modul de somn este setat pe „OFF”, intervalul de timp
al modului somn nu este afișat.
#3 : Dacă timpul de începere este specificat și timpul de operare
este setat la „OFF”, atunci când comutatorul AUTO este setatla „ON”, măsurătoarea automată începe la timpul de începere
presetat și comutatorul AUTO este setat la „OFF”. Dacăcomutatorul AUTO este setat la „ON” din nou, măsurătoarea
automată începe la timpul de începere presetat.

Notă
Atunci când este specificat timpul de operare, chiar dacăcomutatorul AUTO este acționat în timpul măsurării
automate, măsurătoarea automată continuă pentru timpul
de funcționare din momentul în care comutatorul AUTO
este setat inițial pe „ON”.
#4 : Dacă timpul de începere este setat la „OFF” și este specificat
timpul de operare, atunci când comutatorul AUTO este
setat la „ON”, măsurătoarea automată efectuează primamăsurătoare a tensiunii arteriale și continuă pentru timpul deoperare.
Dacă comutatorul AUTO este setat pe „OFF” în timpulmăsurătorii automate, acesta se oprește.
Dacă comutatorul AUTO este setat pe „ON” din nou,măsurătoarea automată este efectuată pentru timpul deoperare.
53NotăCând timpul de începere este specificat și comutatorul
AUTO este setat la „OFF” în timpul măsurătorii automate,acesta se oprește.
Când comutatorul AUTO este setat din nou la „ON”,măsurătoarea automată este pornită imediat.

Conținutul elementului

Mod de somn:
Intervalul de timp pentru măsurătoarea automată poate fi
specificat. Intervalul de timp al secțiunilor 1 până la 6 nu
poate fi utilizat. A se vedea „6.1.2. Funcția de somn șiintervalul de timp”.
Secțiunea:
24 de ore pot fi împărțite în cel mult șase secțiuni. Oricesecțiune poate specifica timpul începerii și intervalul. A-BPM
poate fi utilizat doar când se poate efectua măsurătoarea
automată.
Măsurătoarea automată:Întregul A-BPM poate fi controlat. Specificați timpul începerii
și timpul de operare. A se vedea „8.3.2. Exemplele
programului A-BPM”.

54

8.3.2. Exemplele programului A-BPM
Exemplu

Timpul începerii și intervale. Introducere simplificată.

Secțiuni duble
Timpul începerii secțiunii 1 =7:00
Intervalul de timp al secțiunii 1 = 15
Timpul începerii secțiunii 2 =22:00
Intervalul de timp al secțiunii 2 = 60
Timpul începerii secțiunii 3 =7:00 ................. La fel ca secțiunea 1Secțiunea 3 și următoarele elemente nu sunt afișate datorită
timpului începerii secțiunii 3 care este la fel ca secțiunea 1.
Când timpul începerii secțiunii 2, 3, 4, 5 sau 6 este la fel casecțiunea 1, acești timpi de început și intervale nu sunt afișate.

Exemplul 1 Măsurătoarea automată

Timpul începerii măsurătorii automate = OFF,
Timpul de operare al măsurătorii automate este = OFF.
Când comutatorul AUTO este setat pe „ON”, A-BPM secontinuă în concordanță cu timpul începerii și intervalulfiecărei secțiuni până când comutatorul AUTO este setatpe „OFF”.

Timp

55

Exemplul 2 Măsurătoarea automată

Timpul începerii măsurătorii automate = 7:00,
Timpul de operare al măsurătorii automate este = OFF.
Când comutatorul AUTO este setat pe „ON”, A-BPM începe
la 7:00. A-BPM se continuă în concordanță cu timpul începerii
și cu intervalul fiecărei secțiuni până când comutatorul AUTO
este setat pe „OFF”.
7:00

Timp

# Chiar dacă comutatorul AUTO este setat la „OFF” și la „ON”
din nou în timpul măsurătorii automate, măsurătoarea
automată continuă.

Exemplul 3 Măsurătoarea automată

Timpul începerii măsurătorii automate = OFF,
Timpul de operare al măsurătorii automate = 26 ore.
Când comutatorul AUTO este setat pe „ON”, A-BPM secontinuă în concordanță cu timpul începerii și intervalul pentru
fiecare secțiune timp de 26 de ore.

Timp

56

# Chiar dacă comutatorul AUTO este comutat la „OFF” o datăși este comutat din nou la „ON” în timpul măsurătorii automate,măsurătoarea automată nu continuă dincolo de timpul deoperare.

8.3.3. Timpul începerii și timpul de operare
Când se specifică timpul începerii măsurătorii automate și
comutatorul AUTO este setat la „ON” și măsurătoarea
automată începe, este afișat următorul mesaj.
Dacă timpul începerii este anterior timpului actual,măsurătoarea automată începe la timpul începerii pentru
ziua următoare.
„---” este afișat până la timpul începerii.

Timpul actual

Același „---” este afișat după finalizarea timpului de operare amăsurătorii automate.

57

8.4. Programele S-BPM
Setările inițiale pot fi configurate folosind următoarelemăsurători.
Utilizarea butoanelor de pe înregistrator.
Metoda de utilizare a perifericului dedicat ce este conectatla înregistrator folosind cablul USB.

Procedura de operare cu ajutorul butoanelor
Pasul 1. Setați comutatorul

AUTO

pe „OFF”.

Pasul 2. În timp ce apăsați și mențineți apăsat butonul/apăsați și mențineți apăsat butonul START/STOP
când pe LCD este afișat
.

,
până

Pasul 3. Selectați programul S-BPM folosind următoarele butoane.
Program: OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBP
Butonul/.............. Schimbarea parametrului actual.
Butonul START/STOP ... Decizie, următorul articol.
Pasul 4. Specificați fiecare element (valoarea măsurătorii, intervalul
de timp, timpul începerii și timpul începerii alarmei)
folosind următoarele comutatoare.
Butonul/............... Schimbarea parametrului actual.
Butonul START/STOP .... Decizie, următorul articol,sfârșitul setărilor.
Pasul 5. După completarea setărilor, se afișează ceasul S-BPM.

Atenţie
Nu scoateți bateriile în timp ce schimbați setările.
Dacă bateriile sunt scoase, introduceți setările din nou.
58

8.4.1. Elemente și parametri S-BPM
ProgramElement

Parametru

Programul S-BPM
Program

OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP

Tensiunea arterială la cabinet
OBP

Indisponibil

Indisponibil

Tensiunea arterială automată la cabinet
AOBP

Valoarea măsurătorii

2,

1 până la 5 numărători

Interval de timp

5,

3 până la 10 minute

Valoarea măsurătorii

2,

1 până la 5 numărători

Interval de timp

1,

1 până la 5 minuteTensiunea arterială la domiciliu
HBP

Tensiunea arterială automată pe timp de noapte
ANBP

Timpul de începere

2,

0 până la 23 de ore #1

Valoarea măsurătorii

2,

1 până la 5 numărători

Interval de timp

1,

1 până la 5 minuteTensiunea arterială individuală automatăASBP

Timpul de începerea alarmei

7,22 , 0 până la 23 de ore #2

Valoarea măsurătorii

2,

1 până la 5 numărători

Interval de timp

1,

1 până la 5 minute

Caractere incluse#1:#2:: Setări din fabrică.

24 de ore pot fi împărțite în maximum șase secțiuni.
Fiecare secțiune poate specifica timpul începerii măsurării
tensiunii arteriale.
24 de ore pot fi împărțite în maximum șase secțiuni.
Fiecare secțiune poate specifica timpul începerii alarmei
pentru măsurarea tensiunii arteriale.
59

8.4.2. Exemple afișaje S-BPM
Afișajul tensiunii arteriale la cabinet

OBPAfișajul tensiunii arteriale automate la cabinet

AOBP

OBP nu are setări de configurat.

AOBP utilizează valoarea măsurătorii și intervalul de timp.
AOBP efectuează „1 cadru” după modul așteptare pentru relaxare.
A se vedea „6.2.1. Programele S-BPM” pentru „1 cadru”.

Interval de timp

Valoarea măsurătoriiAfișajul tensiunii arteriale la domiciliu

HBP

HBP utilizează valoarea măsurătorii și intervalul de timp.
HBP efectuează „1 cadru.
A se vedea „6.2.1. Programele S-BPM” pentru „1 cadru”.

Interval de timp

Valoarea măsurătorii
60Afișajul tensiunii arteriale automate pe timp de noapte

ANBP

ANBP poate specifica până la șase timpi de începere presetați
pentru „1 cadru”. A se vedea „6.2.1. Programele S-BPM” pentru„1 cadru”.
Când ultimul timp de începere este la fel ca primul timp de începere,setările timpului de începere sunt terminate. În continuare, specificați
valoarea măsurătorii și intervalul de timp pentru „1 cadru”.

Timpul de începere

Interval de timp

Exemplu

2nd timpul de începere

3rd timpul de începere

Valoarea măsurătoriiSetări și introducere simplificată

Măsurătoarea este efectuată la 22:00 și 4:00.
Timpul începerii secțiunii 1 =4:00
Timpul începerii secțiunii 2 =22:00
Timpul începerii secțiunii 3 =4:00 ............................ La fel ca secțiunea 1
Valoarea măsurătorii =De 2 ori
Intervalul de timp =0:01 minute61Afișajul tensiunii arteriale individuale automate

ASBP

ASBP poate specifica până la șase timpi de începere presetați
pentru alarmă.
Soneria sună la fiecare timp de începere. Apăsați butonul/
pentru a efectua „1 cadru” atunci când sună soneria.
A se vedea „6.2.1. Programele S-BPM” pentru „1 cadru”.
Când ultimul timp de începere este la fel ca primul timp deîncepere, setările timpului de începere sunt terminate. În
continuare, specificați valoarea măsurătorii și intervalul detimp pentru „1 cadru”.

Primul timp deîncepere a alarmei

Interval de timp

Exemplu

Al 2-lea timp deîncepere a alarmei

Al 3-lea timp deîncepere a alarmei

Valoarea măsurătoriiSetări și introducere simplificată

Soneria sună la 22:00 și 7:00.
Apăsați butonul/
pentru a efectua „1 cadru”.
Timpul începerii secțiunii 1 =22:00
Timpul începerii secțiunii 2 =7:00
Timpul începerii secțiunii 3 =22:00 ...................... La fel ca secțiunea 1
Valoarea măsurătorii =De 2 ori
Intervalul de timp =0:01 minute62

8.5. Ștergerea datelor măsurătorilor
Scopul operațiunii și explicația funcției

Datele măsurătorii se șterg, dar setările nu se șterg.
Setările inițiale pot fi configurate folosind următoarele măsurători.
Utilizarea butoanelor de pe înregistrator.
Metoda de utilizare a perifericului dedicat ce este conectatla înregistrator folosind cablul USB.

AtenţieDacă datele măsurătorii sunt șterse, acestea nu mai pot fi
utilizate încă o data. Salvați datele înainte de a le șterge.
Ștergeți datele măsurătorii ultimului pacient înainte caurmătorul pacient să folosească înregistratorul.
Ștergerea datelor poate dura în jur de zece secunde.
Nu utilizați dispozitivul dacă datele sunt șterse pentru
a vă asigura că sunt șterse.

Procedura de operare a butoanelor

Pasul 1. Setați comutatorul AUTO pe „OFF”.
Pasul 2. Dacă afișajul este ascuns, apăsați butonul START/STOP
sau EVENT pentru a reveni la afișajul mod așteptare.
Pasul 3. În timp ce apăsați și țineți apăsat butonul START/STOP ,apăsați și țineți apăsat butonul EVENT până când
DataClear (după Sleep și Display ) este afișat
pe OLED.
Pasul 4. Selectați o operație.
Dacă ștergeți date, apăsați și țineți apăsat butonul
START/STOP .
Erasing clipește sub DataClear pe OLED și începe
ștergerea datelor. Continuați cu pasul 5 după ștergere.
Dacă păstrați (nu ștergeți) date, apăsați butonul EVENTși treceți la pasul 5.
Pasul 5. Înregistratorul revine la modul de așteptare.
63

8.6. Fixarea produsului pe pacient
8.6.1. Informații pentru pacienți
Explicați următoarele pacientului pentru a putea utilizaînregistratorul în siguranță.

Precauții în timpul măsurării tensiunii arteriale

Relaxați brațul și nu vorbiți după ce începe umflarea.
Rămâneți în aceeași poziție pe toată durata măsurătorii.
Evitați vibrațiile și zgomotul în timpul măsurătorii.
Tensiunea se măsoară timp de aproximativ 1 minut dupăpresurizare. Rămâneți nemișcat până la finalizarea măsurătorii.
Procesul de măsurare de la umflarea manșetei la eliberarea
aerului necesită până la 170 de secunde.

Înregistratorul se poate umfla din nou pentru a măsura tensiunea
arterială din nou după sfârșitul presurizării. Aceasta poate ficauzată de mișcarea corpului etc.
Înregistratorul poate începe măsurarea tensiunii arteriale dupăaproximativ 120 de secunde dacă datele măsurătorii suntinvalide și următoarea măsurătoare are loc după 8 minute.
Aceasta poate fi cauzată de mișcarea corpului etc.
Înregistratorul poate obstrucționa operarea vehiculului șimașinăriilor. Evitați operarea vehiculelor și a mașinăriilor în
timp ce purtați înregistratorul.

Cum să opriți sau să întrerupeți măsurătoareaApăsați butonul START/STOP pentru a opri măsurarea
tensiunii arteriale. Un cod de eroare este stocat în memorie.
Tensiunea arterială este măsurată din nou după 120 de secunde.
64În ceea ce privește A-BPM și modurile ANBP și ASBP ale S-BPM,
numai măsurarea actuală a tensiunii arteriale poate fi întreruptă și„1 cadru” este efectuat la următorul timp de începere. Setați
comutatorul AUTO pe „OFF” pentru a întrerupe A-BPM.
Îndepărtați manșeta dacă măsurătoarea actuală a tensiunii
arteriale nu poate fi oprită utilizând butonul START/STOP .

AtenţieApăsați butonul START/STOP pentru a oprimăsurătoarea. „1 cadru” este încă efectuat la următorul
timp de începere pentru A-BPM și modurile ANBP și
ASBP ale S-BPM.
Dacă apare vreo durere a brațului sau o stare neașteptată,opriți măsurătoarea, îndepărtați manșeta și consultați
medicul. Setați comutatorul AUTO pe „OFF” pentru aîntrerupe A-BPM.
Setați comutatorul AUTO pe „ON” pentru a reîncepe
măsurătoarea automată A-BPM. Marcajul
este afișat peecranul LCD și OLED. Înregistrarea datelor continuă până cândeste comutat pe „OFF”.

Cum să utilizați măsurarea manuală în timpul A-BPM

Procedura de măsurare temporară care nu este inclusă în
programul presetat.

Pasul 1. Dacă afișajul OLED este ascuns, apăsați butonul
START/STOP sau EVENT pentru a vă întoarce laafișajul A-BPM mod așteptare.
Pasul 2. Apăsați butonul START/STOP pentru a măsura imediat
tensiunea arterială în timpul A-BPM.
Pasul 3. Rezultatele măsurătorii sunt stocate în memorie.
Dacă se apasă butonul START/STOP în timpulmăsurătorii, măsurătoarea este întreruptă.
65

Precauții la purtarea înregistratoruluiÎnregistratorul este un instrument de precizie. Nu scăpați sau
bruscați înregistratorul.

Înregistratorul și manșeta nu sunt impermeabile (rezistente laapă). Preveniți contactul produsului cu ploaie, sudoare și apă.
Nu depozitați nimic peste produs.
Dacă manșeta este mutată de mișcare excesivă sau exercițiu,atașați manșeta din nou.
Aranjați furtunul de aer în așa fel încât să nu se formeze răsuciriși astfel încât nu se înfășoare în jurul gâtului în timpul somnului.

Înlocuirea bateriilor

Când marcajul
este afișat, înregistratorul nu poatemăsura tensiunea arterială sau comunica cu perifericul
dedicat. Înlocuiți imediat cu două baterii noi.

8.6.2. Învelitoarea manșetei
NotăMențineți curată manșeta și învelitoarea manșetei.
Schimbați învelitoarea manșetei la fiecare persoană.
Utilizați învelitoarele opționale adecvate pentru manșete.

66

8.6.3.

Atașarea manșetei, husei pentru transport și înregistratoruluiAtenţie
Nu atașați manșeta dacă pacientul are dermatită, răniexterne etc.
Îndepărtați manșeta și opriți utilizarea acesteia dacă apare
dermatită sau alte simptome la pacient.
Preveniți înfășurarea furtunului de aer în jurul gâtului și
corpului.
Atenție la utilizarea în preajma sugarilor, întrucât există
pericolul de sufocare.
Introduceți conectorul furtunului de aer ferm până la sfârșitul
rotației. Dacă conexiunea este necorespunzătoare, poate ficauzată o scurgere de aer și o eroare a măsurătorii.

NotăAtașați manșeta în poziția corectă și înfășurați în jurul brațului
pentru a măsura tensiunea arterială corect.
Preveniți vibrația manșetei și a furtunului de aer în timpulmăsurătorii. Înregistratorul măsoară schimbări delicate alepresiunii aerului din interiorul manșetei.
Manșeta accesoriu este o manșetă adult pentru brațul stâng. Dacămărimea manșetei nu se potrivește, achiziționați manșeta opțională.
Circumferința brațului
Manșeta mică15 până la 22 cm 05,9" până la 08,7"Manșetă adult20 până la 31 cm 07,8" până la 12,2"Manșetă mare
28 până la 38 cm 11,0" până la 15,0"Manșetă foarte mare 36 până la 50 cm 14,2" până la 19,7"Mențineți manșeta curată.
Recomandăm ca pacientul să utilizeze husa pentru transport și
cureaua.
Manșeta nu este fabricată cu latex din cauciuc natural.
67

Cum să aplicați manșeta, înregistratorul și husa

Pasul 1. Ghidați capătul manșetei prin inel și realizați forma unei brățări.
Pasul 2. Găsiți artera brahială pe brațul stâng prin palpare.
Pasul 3. Atașați manșeta direct pe piele în așa fel încât marcajul alb să
fie deasupra arterei brahiale și partea de jos a manșetei să fie
plasată aproximativ la 1 - 2 cm deasupra interiorului cotului.
Pasul 4. Înfășurați manșeta astfel încât inelul să fie în rază, culcat șisă nu alunece, dar să fie loc de două degete.
Pasul 5. Fixați furtunul de aer folosind bandă adezivă pentru a trece
peste umăr.
Pasul 6. Treceți cureaua prin husa pentru transport.
Pasul 7. Reglați cureaua astfel încât husa pentru transport să fie pepartea stângă.
Pasul 8. Conectați fișa pneumatică la duza de aer de pe înregistrator.
Pasul 9. Puneți înregistratorul în husa pentru transport.
Inel

Aproximativ
1 - 2 cm deasupra

Marcajul alb de poziție
a artereiSpațiu de două degete

68Furtun de aer

Bandă
Clemă

Furtun de aer

Introducerea

Curea
69

8.7. Operațiunile de măsurare a tensiunii arteriale
8.7.1. Operațiuni A-BPM
Când începe A-BPM, tensiunea arterială este măsurată înconcordanță cu parametrii presetați.

NotăSetați ceasul integrat și valoarea presurizării inițiale înainte demăsurătoare pentru că A-BPM le utilizează. A se vedea„8.2.2. Ceasul și funcția de monitorizare ale măsurătorii”și „8.3. Programele presetate A-BPM”.
Când se îndepărtează înregistratorul, setați comutatorul
AUTO pe „OFF”.
Dacă înregistratorul este îndepărtat în timpul A-BPM, umflareamanșetei începe la următorul timp de începere și manșeta
s-ar putea rupe. Când A-BPM este reluat, setați comutatorul
AUTO la „ON”.
Marcajuleste afișat în timp ce A-BPM este utilizat.

Măsurarea manuală a tensiunii arteriale poate fi efectuată în
timpului modului așteptare A-BPM.
Rezultatul măsurătorii manuale a tensiunii arteriale poate fi
stocat în memorie.
Când A-BPM este oprit, este afișat codul de eroareecranul OLED și este stocat în memorie.

Pentru a porni A-BPM

Pasul 1. Setați comutatorul
Pasul 2. Marcajulîntrerupe.

AUTO

E07

pe

pe „ON”.

este afișat pe ecranul OLED și LCD. A-BPM se
70

Pentru a întrerupe A-BPM

Pasul 1. Setați comutatorul
Pasul 2. Marcajul

AUTO

pe „OFF”.

este ascuns. A-BPM este întrerupt.

Pentru a opri în timpul A-BPM

Când se apasă butonul START/STOP în timpul măsurării
tensiunii arteriale, aerul este evacuat imediat și măsurătoarea
actuală este oprită. Cu toate acestea, A-BPM continuă.
Următoarea măsurare a tensiunii arteriale este efectuată înconcordanță cu setările A-BPM.

Pentru a măsura imediat tensiunea arterială în timpul A-BPM(Măsurarea manuală a tensiunii arteriale de A-BPM)

Pasul 1. Dacă afișajul OLED este ascuns, apăsați butonul
START/STOP sau EVENT pentru a vă întoarce laafișajul A-BPM mod așteptare. A-BPM mod așteptare este ostare în care tensiunea arterială nu se măsoară în cadrulintervalului de timp.
Pasul 2. Apăsați butonul
A-BPM.

START/STOPîn timpul modului așteptare

Pentru a dubla intervalul de timp sau pentru a-l reseta

Când modul de somn este „ON” și butonul EVENT esteapăsat în timpul modului așteptare A-BPM, intervalul de timp
se dublează.

71

8.7.2. Operațiuni S-BPM
NotăSetați ceasul integrat și valoarea presurizării inițiale înainte demăsurătoare pentru că sunt utilizate de S-BPM.
A se vedea „8.2.2. Ceasul și funcția de monitorizare alemăsurătorii” și „8.4. Programele S-BPM”.
Scoateți bateriile când pacientul îndepărtează înregistratorul șimanșeta când este folosit ANBP sau ASBP (chiar și în timpul
modului așteptare). Dacă bateriile sunt lăsate în compartiment,manșeta se poate rupe când înregistratorul umflă manșeta laurmătorul „1 cadru”. Dacă pacientul continuă măsurătoarea,
introduceți bateriile și apăsați butonul/.
Măsurarea manuală a tensiunii arteriale poate fi efectuată în
timpului modului așteptare S-BPM.
Rezultatul măsurătorii manuale a tensiunii arteriale poate fi
stocat în memorie.
Când S-BPM este oprit, este afișat codul de eroare E07 pe
ecranul OLED și este stocat în memorie.

Pentru a porni S-BPM

Pasul 1. Setați comutatorul

AUTO

pe „OFF”.

Pasul 2. Operațiunile sunt după cum urmează:Programele S-BPM
Tensiunea arterială la cabinet
OBP
Tensiunea arterială automată
la cabinet
AOBP
Tensiunea arterială la domiciliu HBP
Tensiunea arterială automată
pe timp de noapte
ANBP
Tensiunea arterială individuală
automatăASBP
72

Operațiuni
Apăsați butonul/
pentru a porni programul
presetat în timpul moduluiașteptare.
Programul presetat intră înașteptare până la „timpulînceperii” sau până la„timpul începerii alarmei”.

Pentru a măsura imediat tensiunea arterială în timpul S-BPM.
(Măsurarea manuală a tensiunii arteriale a S-BPM)

Pasul 1. Dacă afișajul LCD este ascuns, apăsați butonul
START/STOP sau EVENT pentru a vă întoarce laafișajul S-BPM mod așteptare.
Pasul 2. Apăsați butonul/
în timpul modului așteptare S-BPM.
Măsurătorile de tensiune arterială de „1 cadru” suntefectuate imediat.

Pentru opri sau a întrerupe S-BPM

Operațiunile sunt după cum urmează:Programele S-BPM

Operațiuni

Tensiunea arterială
la cabinet
OBP
Tensiunea arterială
Apăsați butonul/
pentru a opri
automată la cabinetmăsurarea tensiunii arteriale.
AOBP
Tensiunea arterială
la domiciliu
HBP
Tensiunea arterială Apăsați butonul/
pentru a opri
automată pe timpmăsurarea tensiunii arteriale. La următorul
de noapte
ANBP timp de începere, tensiunea arterială estemăsurată sau sună soneria.
#1Tensiunea arterială Dacă aveți nevoie să opriți complet
individuală automată înregistratorul, scoateți bateriile din
ASBP înregistrator sau schimbați pe OBP,
AOBP sau HBP.
#1: A se vedea „6.2.1. Programele S-BPM”.
73

8.7.3. Măsurătoare manuală
Folosiți măsurătoarea manuală a tensiunii arteriale pentru
o măsurătoare de test și pentru o măsurare imediată a tensiunii
arteriale.

NotăMăsurarea manuală a tensiunii arteriale poate fi începută
imediat în modul așteptare.
Rezultatul măsurătorii este stocat în memorie.

Pentru a măsura imediat tensiunea arterială în timpul A-BPM.
(Măsurarea manuală a tensiunii arteriale pentru A-BPM)

Pasul 1. Dacă afișajul OLED este ascuns, apăsați butonul
START/STOP sau EVENT pentru a vă întoarce laafișajul A-BPM mod așteptare. A-BPM mod așteptare esteo stare în care tensiunea arterială nu se măsoară în cadrulintervalului de timp.
Pasul 2. Apăsați butonul
A-BPM.

START/STOPîn timpul modului așteptare

Pentru a măsura imediat tensiunea arterială în timpul S-BPM.
(Măsurarea manuală a tensiunii arteriale a S-BPM)

Pasul 1. Dacă afișajul LCD este ascuns, apăsați butonul
START/STOP sau EVENT pentru a vă întoarce laafișajul S-BPM mod așteptare.
Pasul 2. Apăsați butonul/
în timpul modului așteptare S-BPM.
Măsurătorile de tensiune arterială de „1 cadru” suntefectuate imediat.
74

8.7.4. Oprirea și întreruperea măsurătorilor
A-BPM, S-BPM și măsurătoarea manuală a tensiunii arteriale încurs de desfășurare pot fi oprite sau întrerupte imediat.

Notă
Când se oprește măsurarea tensiunii arteriale, se afișează
codul de oprire E07 pe ecranul OLED și se stochează în
memorie.

Pentru a întrerupe A-BPM

Pasul 1. Setați comutatorul
Pasul 2. Marcajul

AUTO

pe „OFF”.

este ascuns. A-BPM este întrerupt.

Pentru a opri în timpul A-BPM

Când se apasă butonul START/STOP în timpul măsurării
tensiunii arteriale, aerul este evacuat imediat și măsurătoarea
actuală se oprește. Cu toate acestea, A-BPM continuă.
Următoarea măsurare a tensiunii arteriale este efectuată înconcordanță cu setările A-BPM.

75

Pentru opri sau a întrerupe S-BPM
Operațiunile sunt după cum urmează:Programele S-BPM

Operațiuni

Tensiunea arterială
la cabinet
OBP
Tensiunea arterială
Apăsați butonul/
pentru a opri
automată la cabinetmăsurarea tensiunii arteriale.
AOBP
Tensiunea arterială
la domiciliu
HBP
Tensiunea arterială Apăsați butonul/
pentru a opri
automată pe timpmăsurarea tensiunii arteriale. La următorul
de noapte
ANBP timp de începere, tensiunea arterială estemăsurată sau sună soneria.
#1Tensiunea arterială Dacă aveți nevoie să opriți complet
individuală automată înregistratorul, scoateți bateriile din
ASBP înregistrator sau schimbați pe OBP,
AOBP sau HBP.
#1: A se vedea „6.2.1. Programele S-BPM”.

76

8.8. Conectarea înregistratorului la perifericul dedicat
8.8.1. Conectarea cu cablul USB
Utilizați ca referință manualul de instrucțiuni al ABPM DataManager privind setările de comunicare.

Atenţie
Conectarea cablului
Conectați un cablu USB autorizat în terminalul micro USB.
Introduceți cablul în direcția corectă. Conectarea
neadecvată poate cauza avarie și defecțiune. Asigurați-văcă este conectat bine cablul pentru terminal.
Tensiunea arterială nu poate fi măsurată în timpul
comunicării prin USB.
Nu atașați la pacient atunci când înregistratorul este
conectat la cablu. Cablul se poate înfășura în jurul
corpului sau gâtului.
Pregătirea perifericului dedicatÎndepărtați înregistratorul și manșeta de pe pacient înainte
de a conecta înregistratorul (TM-2441) la perifericul
dedicat.
Dacă este afișat nivelul 1, conectați înregistratorul(TM-2441) la periferice după înlocuirea bateriilor.

77

Pentru a conecta înregistratorul la perifericul dedicat utilizând cablul USB
Pasul 1. Deschideți terminalul micro USB de pe înregistrator.
Conectați cablul USB din accesorii.

Terminal Micro USB
Cablu USB

Pentru a începe comunicarea de date cu perifericul dedicat
Pasul 1. Conectați cablul micro USB între
înregistrator și perifericul dedicat.

Pasul 2. Soneria sună șieste afișat
pe ecranul LCD.
Comunicarea de date intră în modul
standby.
Pasul 3. Efectuați analiza prin utilizarea
perifericului dedicat.
Comunicarea de date intră în
modul online activ numai în
timpul comunicării prin USB.

Conectați micro USB

ModstandbyMod
online activ

Pentru a opri comunicarea de date cu perifericul dedicat
Pasul 1. Îndepărtați cablul în modul standby.
78

8.8.2. Utilizarea comunicațiilor Bluetooth®
Un dispozitiv Bluetooth trebuie să fie asociat cu un dispozitiv
pentru a comunica cu acel dispozitiv. Odată ce înregistratorul
este asociat cu un dispozitiv, dispozitivele pot comunica
automat.

Notă
Asiguraţi-vă că sunt închise toate celelalte dispozitive Bluetoothcând faceți asocierea.
Nu pot fi asociate mai multe dispozitive în același timp.
Dacă înregistratorul este asociat cu un alt dispozitiv, primul
dispozitiv nu va fi asociat.
Dacă dispozitivele nu pot comunica după asociere, încercați să
le asociați din nou.

Asocierea Bluetooth®

Pasul 1. Setați comutatorul

AUTO

pe „OFF”.

Pasul 2. Dacă afișajul este ascuns, apăsați butonul START/STOP
sau EVENT pentru a reveni la afișajul mod așteptare.
Pasul 3. Apăsați și mențineți butonul EVENT până când Pairing(după FlightMode ) este afișat pe OLED. Înregistratorulîncepe să aștepte asocierea.
Pasul 4. Când asocierea Bluetooth este finalizată, marcajul
esteafișat pe panoul LCD.
Dacă anulați asocierea curentă, apăsați butonul EVENT .
Înregistratorul continuă cu afișarea modului de așteptare.
79

8.8.3. Suspendarea comunicației Bluetooth® (modul Avion)
Modul avion poate întrerupe comunicarea Bluetooth.

Utilizarea modului avion

Pasul 1. Setați comutatorul

AUTO

pe „OFF”.

Pasul 2. Dacă afișajul este ascuns, apăsați butonul START/STOP
sau EVENT pentru a reveni la afișajul mod așteptare.
Pasul 3. Apăsați și mențineți butonul EVENT
FlightMode este afișat pe OLED.

până cândPasul 4. Modul avion poate fi pornit/oprit prin utilizarea butonului
START/STOP .
Butonul START/STOP
FlightMode
FlightModeOFF
ON
Pasul 5. Apăsați butonul EVENT pentru a reveni la afișajul modașteptare.

80

9. Întreţinere
9.1. Depozitarea produsului, inspectarea și administrarea
siguranței
Instrumentele medicale, cum ar fi acest înregistrator trebuie
manevrate în așa fel încât să funcționeze adecvat atunci cândeste necesar și să mențină fiabilă siguranța pacientului și aoperatorului. Ca regulă de bază, operatorul trebuie să verificeacest instrument zilnic, urmând procedura „Inspecția înainte
de utilizare”.
Administrarea zilnică, cum ar fi inspecția înainte de utilizare, este
necesară pentru a menține performanța, siguranța și eficiența
înregistratorului.
Recomandăm o inspecție periodică a înregistratorului în fiecare an.

NotăInstituțiile medicale trebuie să efectueze administrareaîntreținerii pentru a asigura utilizarea în siguranță
a instrumentului medical.

819.2. Curățarea produsuluiAtenţieCurățați înregistratorul înainte de utilizare și după utilizare.
Curățați înregistratorul înainte de a-l atașa la următorul
pacient.
Nu pulverizați apă peste și nu imersați în apă pentrucurățarea înregistratorului. Poate provoca o defecțiune.
Uscați înregistratorul după ce l-ați șters cu apă și soluție
antiseptică, astfel încât lichidul să nu pătrundă în înregistrator.
Dezinfectați înregistratorul periodic pentru a preveni
infecțiile. Nu utilizați sterilizatorul la înregistrator.
Nu utilizați solvent organic (exemplu: diluant), soluție depovidonă-iod pentru a curăța înregistratorul. Aceasta poate
provoca decolorare, deteriorare și funcționare defectuoasă.
Nu utilizați uscător de păr etc. pentru a usca înregistratorul.
Aceasta poate cauza defecțiune și deteriorare.

Confirmarea după curățarea manșetei

Asigurați-vă că punga gonflabilă a manșetei este introdusă
corect în pânza manșetei. Dacă nu este introdusă corect,
pot avea loc deteriorări sau explozii în timpul umflării.

Curățarea înregistratoruluiȘtergeți murdăria și praful de pe exteriorul carcasei înregistratorului
utilizând tifon umezit în apă sau apă caldă și stors bine. Cândsângele sau medicamentele, etc. aderă la carcasă, în primul rând,curățați cu tifon umezit cu soluție antiseptică și stors bine. Apoi,curățați carcasa udă utilizând tifon umezit în apă sau apă caldă șistors bine. Vă recomandăm substanțe chimice utilizabile (numele
ingredientului) de soluție antiseptică în tabel (Exemplu de soluție
antiseptică utilizabilă (numele ingredientului)).
82

Curățarea manșetei

Când curățați și dezinfectați învelitoarea manșetei și pânza
pentru manșetă, îndepărtați punga gonflabilă a manșetei dininteriorul pânzei manșetei. Curățați murdăria și praful utilizândtifon umezit în apă sau apă caldă și stors bine.
Consultați soluțiile antiseptice din tabel (Exemplu de soluție
antiseptică utilizabilă (numele ingredientului)) atunci cânddezinfectați.
Exemplu de soluție antiseptică utilizabilă
(numele ingredientului)
Denumire componentă

Denumire produs

Clorură de benzalconiu Soluție de clorură de benzalconiu 10%
Izopropanol

70% în 1-propanol

EtanolEtanol pentru dezinfectare 76,9 până la81,4 vol %Citiți prescripția descrisă pe produs și folosiți-o.

NotăManșeta și furtunul de aer sunt consumabile.
Dacă o eroare de măsurare apare frecvent sau tensiunea
arterială nu poate fi măsurată, înlocuiți-le cu altele noi. A sevedea „10. Elemente opționale (necesită comandă)” dinacest manual.

83

9.3. Inspecție periodică
Efectuați o inspecție zilnică periodică pentru a utilizaînregistratorul corect. Inspecția este descrisă mai jos:

9.3.1. Inspecția înaintea instalării bateriilor
Articole

Descriere
Nu prezintă deteriorări sau deformări de la scăpare.
Exterior
Nu prezintă murdărie, rugină și zgârieturi pe nicio parte.
Nu prezintă crăpături sau o huruială a panoului.
Nu prezintă deteriorări sau zgomote la comutatoare și
Operațiune
butoane.
AfișajNu prezintă murdărie sau zgârieturi pe panoul de afișaj.
Furtunul de aer nu trebuie împăturit. Dacă rămâne
aer în manșetă, acesta poate cauza disfuncție
periferică din cauza opririi fluxului sângelui din braț.
Punga gonflabilă a manșetei este introdusă corectîn interiorul pânzei manșetei.
Manșeta nu este destrămată. Manșeta nu este încâlcită.
Înlocuiți manșeta dacă descoperiți o problemă.
Manșeta este de unică folosință.
MăsurareDacă există o crăpătură sau material adeziv înManșetă
conexiunea dintre manșetă și punga gonflabilă amanșetei.
Dacă furtunul de aer își pierde flexibilitatea șidevine rigid.
Când suprafața furtunului de aer devine lucioasă
sau uleioasă.
Când punga gonflabilă a manșetei are crăpături.
Recomandăm înlocuirea manșetelor la fiecare treiani, indiferent de frecvența de utilizare.
Elementele
Nu există deteriorări ale husei pentru transport,
pentru purtare curelei și manșetei.
Conectare Fișa pneumatică este conectată corect la duza de aer.
84

9.3.2. Lista de verificare după instalarea bateriilor
Element
Exterior
Operațiune
MăsurareManșetă
Inspecția valorii
tensiunii arteriale

Descriere
Nu există foc, fum sau alte mirosuri
puternice.
Nu există zgomote anormale.
Nu există probleme cu funcționarea
comutatoarelor și butoanelor.
Valorile măsurate sunt aproape de valorileuzuale.
Nu există zgomote sau acțiuni anormale în
timpul măsurătorii.
Dacă valorile tensiunii arteriale sunt
incorecte, contactați furnizorul local.

85

9.4. Eliminarea
Respectați legile administrației locale privind protecția mediului
pentru eliminarea și reciclarea produsului.

Eliminarea manșetei

Manșeta purtată de pacient reprezintă deșeu medical.
Eliminați-o adecvat ca deșeu medical.

Eliminarea bateriei integrate reîncărcabileAtenţie
Bateria de rezervă a înregistratorului se află în interior.
Atunci când eliminați înregistratorul, eliminați bateriacorespunzător, în conformitate cu reglementările locale
privind protecția mediului.

AlteleNume

Element
Carcasă
AmbalajPernăPungăCarcasă
Componenteinterne
Cadru
Bateria deÎnregistrator
rezervă peplacă
Bateria

Material
CartonPernă de aer, caz special
VinilRășină ABS + PC
Componente generale
Fier
Baterie cu litiu reîncărcabilă cu celuleîn formă de monede:
ML2016H
Baterie alcalină: Mărimea 1,5 V LR6 sau AA
Baterie reîncărcabilă:Mărimea AA
Baterii Ni-MH, 1.900 mAh sau mai mult86

9.5. Remedierea defecțiunilor
Consultați următoarea listă de verificare și de coduri de eroareînainte de a contacta furnizorul local.
Dacă aceste măsurători nu remediază problema sau problema
apare din nou, contactați furnizorul local.
Problemă
Nu se afișează
după apăsarea
niciunui buton
Niciun afișaj
OLED în timpul
A-BPM.
Resetare frecventă
a ceasului.

Principala cauză
Bateria a fostconsumată.

TratamentÎnlocuiți cu baterii noi.

OLED-ul poateÎndepărtați bateriile șidispărea prin efectul
reinstalați-le.
electrostatic.
Bateria de rezervă nu Încărcați timp de 48 dese încarcă.
#1 ore folosind baterii noi.
Verificați manșeta și
Nu există
Manșeta nu este
furtunul de aer din punctde vedere al îndoirii,
presurizare
conectată corect.
răsucirii și conexiunii.
Nicio comunicare Cablul de comunicare Asigurați-vă că esteUSB
#2 este scos.
conectat bine cablul.
Perifericul dedicatAșteptați sfârșitul
Răspunsul ladescarcă o cantitatedescărcării. Poate
comunicare
mare de date despre
avea nevoie de cel#2 mediu pentru o perioadă
durează.
mult 50 de minute.
lungă de timp.
Capacul de baterii Au fost utilizate bateriiContactați furnizorul
nu poate fide mărime diferită delocal.
deschiscea standard.
#1:

Utilizatorii (personal de întreținere neautorizat) nu pot înlocui
bateria de rezervă (bateria cu litiu) plasată pe placa cu circuite
din interiorul înregistratorului. Bateria de rezervă se încarcă dela baterii (mărimea LR6 sau AA) pentru măsurătoare.

#2:

Este necesar un periferic dedicat.
87Atenţie
Nu dezasamblați sau modificați înregistratorul. Poate fi
deteriorat.

9.6. Coduri de eroare
Coduri de eroare ale măsurătorii
Cod

Semnificaţie

Cauză și tratament

Eroarea de presiune
Evacuați aerul rămas în manșetă.
zero
Baterie scăzută

Eroare la presurizareÎnlocuiți cu baterii noi.
Umflarea nu atinge presiunea
dorită.
Verificați conexiunea manșetei.
Dacă nu există probleme cu
conexiunea manșetei, se poate caînregistratorul să se fi defectat șinecesită o inspecție.

În timpul presurizării pot apărea
mișcări ale corpului. Relaxați-vă și
Presiunea depășește
stați nemișcați în timpul măsurătorii.
299 mmHgDacă acest lucru nu ajută, inspectați
înregistratorul.
Forțați oprirea
folosind butonul
START/STOPsau/.

Apăsați butonul START/STOP sau/
numai când este necesar.

88

Cod

Semnificaţie

Tensiunea arterială
nu poate fi măsurată.

Cauză și tratamentBătaia inimii nu poate fi detectată
datorită mișcării corpului sau azgomotului de la haine.
Relaxați-vă și nu vă mișcați.
Confirmați poziția manșetei.
Dacă această eroare se produce
când sunteți relaxat, contactați
furnizorul dumneavoastră pentru a
inspecta și repara înregistratorul.

Eroare de senzor deÎndepărtați bateriile și reinstalați-le.
accelerare integrată.
Mișcare excesivă
Relaxați-vă și stați nemișcați în timpul
a corpului.
măsurătorii.
În afara intervalului,
30
PUL
200 Dacă aceste erori apar de mai multeori, încercați o altă măsurare aÎn afara intervalului,tensiunii arteriale.
30
DIA
160
#1
PP = SYS - DIA
În afara intervalului,
SYS: Tensiunea arterială sistolică
60
SYS
280
DIA: Tensiunea arterială diastolică
În afara intervalului, PP: Presiunea pulsului
10PP
150 #1MăsurătoareaDacă viteza de umflare sau dedurează mai mult de evacuare este mică, este necesară o
180 de secunde.
inspecție.
Evacuarea durează
Dacă viteza de evacuare este mică,mai mult de 90 deeste necesară o inspecție.
secunde.
Bătăile inimii nu pot fi detectate dinBătăile inimii nu pot fi cauza mișcării corpului etc. Măsurați
detectate.
tensiunea arterială în timp ce sunteți
relaxat și nu mișcați.

89

Cod

Semnificaţie

Cauză și tratamentSetările intervaluluide timp nu suntcorecte.

Dacă intervalul de timp este setat la
120 de minute, diferența dintre
timpul începerii și următorul timp deîncepere nu poate fi împărțită perfectîn două ore.

Eroarea de presiune
zero pentru circuitul
de siguranță.

Este afișată la timpul începerii
măsurătorii.
Evacuați complet aerul rămas
în manșetă.

Circuitul de siguranță
detectează presiunea
peste măsură.

A fost efectuată o mișcare
a corpului în timpul presurizării.
Relaxați-vă și nu vă mișcați în
timpul măsurătorii.
Dacă această eroare se repetă
când sunteți relaxat și nu vămișcați, contactați furnizorul
dumneavoastră pentru o inspecție.

Coduri de eroare ale hardware-ului înregistratorului
Cod

Semnificaţie

Eroare a memorieiCauză și tratament
Acesta poate înregistrat dacăsuferă un șoc puternic, cum arfi scăparea înregistratorului.
Dacă acest cod este afișat
frecvent, există o defecțiune în
memoria încorporată. Contactați
furnizorul pentru inspecție.

Notă
Codurile de eroare pot fi schimbate fără nici o notificare.
9010.
ManșeteElemente opționale (necesită comandă)Nume

Descriere

Codul decomandă

Manșeta micăCircumferința brațului
TM-CF202B
pentru brațul stâng 15 până la 22 cm 5,9" până la 8,7"Manșetă adult
Circumferința brațului
TM-CF302B
pentru brațul stâng 20 până la 31 cm 7,8" până la 12,2"Manșetă mare
Circumferința brațului
TM-CF402B
pentru brațul stâng 28 până la 38 cm 11,0" până la 15,0"Manșetă foarte mare
Circumferința brațului
TM-CF502B
pentru brațul stâng 36 până la 50 cm 14,2" până la 19,7"Manșetă adult
Circumferința brațului
TM-CF802B
pentru brațul drept 20 până la 31 cm 7,8" până la 12,2"Manșetă de unică
10 fișe
TM-CF306A
folosință
Învelitoare manșetă mică Pentru brațul stâng
10 fișe
AX-133024667-SÎnvelitoare manșetă adult Pentru brațul stâng
10 fișe
AX-133024500-SÎnvelitoare manșetă mare Pentru brațul stâng
10 fișe
AX-133024663-SÎnvelitoare manșetă
Pentru brațul stâng
10 fișe
AX-133024503-S
foarte mareÎnvelitoare manșetă adult pentru brațul drept
10 fișe
AX-133024353-SPânză pentru manșeta
pentru brațul stâng2 fișeAX-133025101-SmicăPânză pentru manșeta
pentru brațul stâng2 fișeAX-133024487-S
adultPânză pentru manșeta
pentru brațul stâng2 fișeAX-133025102-S
marePânză foarte marepentru brațul stâng2 fișeAX-133025103-SPânză pentru manșeta
pentru brațul drept
2 fișeAX-133025104-S
adult
Adaptor furtun de aer
TM-CT200-110A
91

Analizarea datelor
Nume

Descriere

Cablu USB-

AlteleNumeFișă de înregistrare
a activității

Descriere
10 fișe

Codul decomandă
AX-KOUSB4C

Codul decomandă
AX-PP181-SHusă pentru transport-

AX-133025995

Curea

-

AX-00U44189

Cleme

5 bucăți

92

AX-110B-20-S

11.

Informații suplimentare

11.1. Principiul măsurării tensiunii arteriale
Procedura măsurătorii: Înfășurați manșeta în jurul brațului superior.
Umflați manșeta până la o presiune ce întrece tensiunea arterială
sistolică. Apoi, evacuați aerul din manșetă treptat. Cât timp
presiunea este detectată în manșetă în etapa evacuării aerului,forma undei pulsului apare sincronizată cu bătăile inimii. Forma
undei pulsului crește brusc aproape de tensiunea arterială
sistolică. Crește în continuare cu evacuarea aerului până atingecea mai înaltă amplitudine, apoi scade treptat. Schimbările dinforma undei pulsului sunt ilustrate pe următoarea pagină. Înmăsurătoarea tensiunii arteriale oscilometrice, tensiunea arterială
sistolică este specificată ca un punct unde amplitudinea crește
brusc după ce este detectat pulsul din presiunea manșetei,
tensiunea arterială medie este specificată ca un punct undeamplitudinea atinge maximum, tensiunea arterială diastolică este
specificată ca un punct unde amplitudinea scade treptat. De fapt,
senzorul de presiune detectează schimbările subtile din presiunea
manșetei în timp, stochează forma undei pulsului în memorie șievaluează tensiunile arteriale sistolice și diastolice în funcție dealgoritmul măsurătorii oscilometrice. Detaliile din algoritm variază
împreună cu monitorul tensiunii arteriale. Valorile tensiunii arteriale
ale adulților și ale copiilor sunt măsurate prin metoda oscilometrică
și sunt comparate cu cele măsurate prin metoda auscultatorie.
Tensiunea arterială diastolică este definită de punctul de sfârșit al
etapei 4 din metoda auscultatorie. Forma undei pulsului presiunii
manșetei depinde de caracteristicile materialului manșetei. Prinurmare, utilizând manșeta și algoritmul de măsurare specificat, semenține acuratețea măsurătorii. Lungimea furtunului de aer estepână la 3,5 m din cauza caracteristicilor de amortizare ca urmare
a propagării undei pulsului.
93

mmHg
200
150
100
50
0

Timp

200
150
100
50
0

Timp

Factori de eroare a măsurătorii tensiunii arteriale

Graficul pulsului poate fi un indicator obiectiv alfiabilității acurateței instrumentului. Amplitudinea
graficului se schimbă, atunci când este perceput
zgomot din cauza bătăilor de inimă neregulate
sau a mișcărilor fizice. Verificați din nou sau
utilizați alte metode, atunci când graficul pulsului Graficul pulsului
nu are margini netede.

Poziția manșetei la aceeași înălțime cu inimaÎnfășurați manșeta pe braț la același nivel cu inima. Dacăpoziția manșetei este incorectă, are loc o eroare de măsurare. De
exemplu, dacă manșeta este la 10 cm mai jos decât nivelul inimii,
măsurătoarea tensiunii arteriale este cu 7 mmHg mai mare.
94Mărimea adecvată a manșetei

Utilizați o manșetă de mărime potrivită. Dacă mărimea este preamică sau prea mare, are loc o eroare de măsurare. Măsurătorile
cu o manșetă prea mică au tendința să fie evaluate ca tensiune
arterială mare, indiferent de tensiunea arterială adecvată și
artele normale. Măsurătorile cu o manșetă prea mare au
tendința să fie evaluate ca tensiune arterială mică, în special lacei care suferă de ateroscleroză sau au valvele arteriale
anormale. Mărimea greșită a manșetei este o cauză adiferențelor dintre metoda directă și metoda de măsurare
oscilometrică. Manșeta are intervalul circumferinței brațului
indicată pe etichetă. Selectați și atașați manșeta de mărime
potrivită pentru fiecare pacient. Acuratețea măsurătorii tensiunii
arteriale este garantată de acuratețea presiunii senzorului depresiune, caracteristicile evacuării și algoritmul de măsurare,
atâta timp cât se utilizează manșeta și furtunul de aer adecvate.
Inspectați periodic acuratețea presiunii senzorului de presiune și
caracteristicile evacuării.

95

11.2. Informații privind EMD
Cerințele ce se aplică instrumentelor electronice medicale suntdescrise mai jos:

Performanță în sensul instrucțiunilor EMD

Utilizarea înregistratorului necesită precauții speciale în
ceea ce privește EMD (perturbații electromagnetice). Utilizați
înregistratorul în conformitate cu atenționările privind EMD
descrise în acest manual. Echipamentele de comunicații RF
portabile și mobile (de exemplu, telefoanele celulare) pot afecta
echipamentele electrice medicale.

Accesorii conforme cu standardele EMD

Accesoriile și opțiunile pentru acest înregistrator sunt conforme
cu condițiile IEC60601-1-2:2014. Dacă este utilizat un accesoriu
neautorizat, acesta poate duce la creșterea emisiilor și lascăderea imunității la zgomot.

Avertisment
Utilizați accesoriile desemnate de compania A&D.
Accesoriile neautorizate pot fi influențate de emisiile
electromagnetice și pot avea imunitate redusă la tulburări.

LIMITELE EMISIILOR
Fenomen
Emisie RF radiată

Conformitate

CISPR1196

Grupa 1, Clasa B

NIVELURI TEST DE IMUNITATE: Port carcasă
FenomenNiveluri test de imunitate±8 kV contact
Descărcare electrostatică
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV aer
10 V/mCâmpuri RF EM radiate
80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3
80% AM la 1 kHz
Câmpuri de proximitate de la Consultați tabelul (Specificațiile
echipamentele de comunicații testului pentru IMUNITATE PORTfără fir RF
CARCASĂ la echipamentele deIEC 61000-4-3 comunicații fără fir RF)
Putere nominală și frecvență
30 A/mcâmpuri magnetice
50 Hz / 60 Hz
IEC 61000-4-8

NIVELURI TEST DE IMUNITATE: Port CUPLARE PACIENT
FenomenDescărcare electrostatică
IEC 61000-4-2

Niveluri test de imunitate±8 kV contact±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV aer

NIVELURI TEST DE IMUNITATE: Port de intrare/ieșire semnal
FenomenDescărcare electrostatică
IEC 61000-4-2

Niveluri test de imunitate±8 kV contact±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV aer

Impulsuri electrice tranzitorii±1 kV
rapide/în rafaleIEC 61000-4-4 Frecvență de repetiție 100 kHz
3 V 0,15 MHz - 80 MHz
Perturbații conduse induse de
6 V în ISM și benzi de radioamatori
câmpuri RFîntre 0,15 MHz și 80 MHz
IEC 61000-4-8
80 % AM la 1 kHz
97

450

430 - 470

GMRS 460
FRS 460

710
745
780

704 - 787Bandă LTE 13,17

Modulație puls
1,8
18 Hz
FM
Deviație ±5 kHz 2
Sinusoidă 1 kHz

GSM 800/900
TETRA 800
870 800 - 960
iDEN 820CDMA 850
930
Bandă LTE 5
GSM 1800
1.720CDMA 1900
GSM 1900
1.845 1.700 - 1.990
DECTBandă LTE 1,3,4,25
1.970
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11 b/g/n2.450 2.400 - 2.570
RFID 2.450
Bandă LTE 75.240
5.500 5.100 - 5.800 WLAN 802.11 a/n
5.785

Nivel test de
imunitate (V/m)

TETRA 400

Distanță
(m)

Serviciu

380 - 390

Putere maximă
(W)

Bandă
(MHz)

385

Modulație

Frecvență test
(MHz)

Specificațiile testului pentru IMUNITATE PORT CARCASĂ laechipamentele de comunicații fără fir RF

0,3

27

0,3

28

Modulație puls
217 Hz

0,2

0,3

9

Modulație puls
18 Hz

2

0,3

28

Modulație puls
217 Hz20,328Modulație puls
217 Hz20,328Modulație puls
217 Hz

0,2

0,3

9

810

98

Back cover: A&D Global
http://www.aandd.jp
A&D Company, Limited
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17(Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17)
тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120)
电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123