High Speed Cooled Thermography Camera

冷却式ハイスピード赤外線サーモグラフィー
超高速（1kHz）・高感度・ロックイン発熱解析・FHD画素モデルあり特長★ 超高感度冷却式量子型検出器採用★ 豊富な機種で、最大FHD画素に対応★ 高速測定に対応■ 3Mでフルフレーム113Hz■ SVGAでフルフレーム 180Hz■ VGAでフルフレーム1kHz■ QVGAでフルフレーム 481Hz★ 中赤外、遠赤外の選択可能★ 豊富なオプション■ マイクロスキャンで画素数４倍■ ビニング機能で高感度化・高速化実現■ 高ダイナミックレンジ測定（HDR）■ マルチ露光測定（MIT）■ ロックイン機能■ フィルターホィール（最大２枚、６ポジション、高速）■ 電動フォーカス・オートフォーカス■ 広角～望遠レンズ、顕微レンズ、固侵レンズ■ MTTF20,000時間クーラー選択可能

アプリケーション■ 高速回転体の解析■ 高速昇温時の熱解析■ ガラス、プラスチック、金属の熱解析■ レーザー溶接■ デバイス発熱解析■ 非破壊検査■ 航空宇宙・自動車分野の応力解析■ 研究・開発

株式会社アイ・アール・システム

ImageIR®

１32

１

バネ製造時の温度分布2

ABS制時の分析

3

エンジン内の発火状況の分析

4

ブレーキディスク制動時の温度高速解析

5

航空機から工業地帯の温度解析

4

ImageIRⓇ

5－ 厳しい要求や測定に対応できる高性能サーモグラフィー

高速サーモグラフィー
フレームレート1kHzの超高速測定モデル（10GigE通信）がラインナップ、瞬間的な事象の温度測定や高速で動作している物体の温度変化を捉える測定に最適です。更に画素数を減らして読み出すことにより、さらなる高速測定が可能となります。例えば、高速で回転するブレーキディスクの制動時の温度分布は、今までのカメラでは測定が不可能でした。オプションのソフトウエアを使いラインスキャンモードで測定すると、最大25kHzの測定が可能となりディスクブレーキの温度分布が一目で分かるように記録されます。
23
47

マイクロスコープ・サーモグラフィー（顕微サーモ）
半導体チップやマイクロマシン等の非常に小さいエリアの温度分布を、高速に且つ正確に測定が必要な場合に性能を発揮します。 オプションで選択可能なマクロレンズや1倍～8倍の顕微レンズを各種選択可能で、作動距離が30cmのレンズもラインナップされており、さまざまな状況での測定に対応可能です。 6

アクティブ・サーモグラフィー（ロックイン・サーモ）
ImageIRⓇの非常に高い感度と高速での撮影が可能なことから、対象物の昇温に関係のある事象と同期をとりながらの撮影が可能（ロックイン、または同期検波という）となり、一般には埋もれてしまうような微小の温度変化を捉えることが可能です。 また、同期の位相を変えることにより、温度の伝搬に依る遅れも加味した微小温度変化も捉えることが可能となります。 同期方法には外部トリガ入力に依る撮影方式と、カメラ側の撮影同期を外部トリガ出力する撮影方式がある。 オプションのソフトで撮影条件の設定、撮影・記録、データ処理ができます。

スペクトラル・サーモグラフィー
赤外線領域は化合物の指紋領域ともいわれ、各分子固有の吸収スペクトルが複雑に現れる帯域です。特定の物質をリモートセンシングする場合、固有の吸収スペクトルを特定することが必要です。
ImageIRⓇのMWIRカメラは2～5.7μmと広いスペクトルレンジがあり、オプションで装備できる５ポジションのフィルタホィールに異なるバンドパス・フィルタを設置して撮影すれば、マルチスペクトルの画像が取得できます。
67

A

C

標準撮影モード
1280ｘ1024画素

マイクロスキャン
2560ｘ2048画素

A マイクロスキャン撮影により４倍の高画素を実現

BB

MIT（マルチ露光測定）により広い温度ダイナミックレンジを実現

CHDR（高ダイナミックレンジ測定）によりさらなる大きい温度変化の測定が可能となる

先進機能
電動フォーカス（オプション）◆ 電動フォーカス機能をカメラ側に持たせ、全てのレンズで電動フォーカス／オートフォーカスが可能◆ リモートで正確に早くフォーカス調整が可能◆ 低いコントラストのイメージでも正しくオートフォーカスが可能

電動フィルタ・アパーチャホィール（オプション）◆ 電動フィルタホィールと電動アパーチャホィールの両方の組合せで最大30通りが可能◆ キャリブレーション・ファイルと減光フィルタの組合せにより、自動で高温測定が可能◆ バンドパス・フィルタの組合せでマルチ・スペクトル・カメラを実現◆ 高速フィルタホィールも選択可能

ウインドウイング撮影（標準機能）◆ 測定エリアを制限することにより高速読出しが可能となり、例えば25kHzの高速撮影が可能◆ 標準的なサイズ（1/4フレーム、1/16フレーム）に簡単な操作で切り替えが可能◆ 任意のサイズでも切り替えが可能※ ﾓﾃﾞﾙにより異なる

2,560
X

マイクロスキャン撮影（オプション）

2,048
MicroScan◆ マイクロスキャン・ホィールを高速に回転させ、入射光を半ピッチづつずらして4回撮影することにより4倍の高画素化をリアルタイムに実現◆ もちろん、全ての画素はキャリブレーションされた正確な温度データの表示が可能◆ 非常に低ノイズな撮影が可能で高画素化が実現※ 対応ﾓﾃﾞﾙ：ImageIR-8300hp、9400、9500、8800

ビニング撮影（オプション）
Binning◆ 4画素を1画素として読出すことにより、およそ3倍の高速撮影を実現◆ 面積効果により温度分解能を大幅に改善◆ 標準撮影と同じ画角を維持して高速撮影が可能※ 対応ﾓﾃﾞﾙ：ImageIR-9400hp、10300

MIT：マルチ露光測定（オプション）◆ 複数の露光時間で撮影し、リアルタイムに画像を融合することにより、広いダイナミックレンジを実現◆ 手動でのキャリブレーション・ファイルの切替えが不要で、温度変化幅が大きい対象物の撮影に有効

HDR：高ダイナミックレンジ測定（オプション）◆ マルチ露光測定だけでは対応ができない大きな温度変化の測定に対応した手法◆ 高速フィルターホィールに設置した複数の減光フィルターを回転させ、低温から高温まで一度に測定が可能となる
マルチ露光測定と組み合わせることにより、さらなる広いダイナミックレンジを実現

仕様
カメラ
Model

ImageIR®4300
ImageIR®5300

ImageIR®7300
ImageIR®8300

ImageIR®8300hp

ImageIR®8300hs(3.7 ... 4.8) µm(3.7 … 4.8) µm(1.5 ... 5.7) µm(1.5 ... 5.7) µm

InSb (1.5 ... 5.5) µm
T2SL (1.5 … 6.0) μm

検出器

MCT

ピクセルサイズ

30μmor InSb

積算時間

FHD (2,560 x 2,048)

1K or 1 %(-10 ... 150) °C(-40 ... 300) °C)(-10 ... 150) °C(-40 ... 1,200) °C(opt. up to 3,000 °C)(-10 ... 300) °C(-40 ... 1,500) °C(opt. up to 3,000 °C)(-10 ... 350) °C(-40 ... 1,700) °C(opt. up to 3,000 °C)(1 ... 20,000) µs(1 ... 20,000) µs /(0.6 ... 20,000) µs(0.6 ... 20,000) µs(0.5 ... 20,000) µs

up to 16 bit

14bit

20mK @ 30

up to 151 / 540 /1,520 /
3,250HzUp to 232 / 828 /
2,300 / 3,725 Hz

up to 205/ 570 / 1,020 /
5,000 Hzup to 355 / 670 /
1,200 /5,000 Hz

高速モード （ビニング）
フレームレート(Full / Half / Quarter/sub frame)

電動フィルターホィール

up to 1,004 / 1,950 /
3,750 / 30,000 Hz

up to 622 / 1,053 /1,615 / 3,343 Hz

寸法 (mm)x 1,536)

25mK @ 30

35mK or 22mK
@ 30(-10 ... 200) °C(-20 ... 1,200) °C(opt. up to 3,000 °C)

up to 180 / 342 / 622 /
2,601 Hz

GigE, HDMI

GigE, HDMI

GigE, CAMLink, HDMI

Up to 5 positions

GigE, 10GigE,
2x CAMLink, HDMI

2 IN / 2 OUT, TTL
4 IN / 2 OUT, TTL

13 bitup to 16 bit

up to 120 / 446 /1,517 / 16,053 Hz

up to 113Hz / 216 /396 / 1,915 Hz

up to 233 / 874 /2,892 / 10,807 Hz-up to 400 / 692 /
1,087 / 2,485 Hz-10GigE, HDMI

GigE, 10GigE,
2x CAMLink, HDMI

Up to 6 positions
Up to 6 positions

4 IN / 2 OUT, TTL

2 IN / 2 OUT, yes

2 IN / 2 OUT, yes
MCT : 241 x 120 x 160
InSb : 235 x 120 x 160

241 x 120 x 160

重量 (レンズを除く)

Up to 5 positions

Up to 5 positions

2 IN / 2 OUT, no-25m K @ 30

(10 ... 20,000) µs

GigE, 10GigE,
2x CAMLink, HDMI

10GigE, HDMI

Up to 5 positions

4 IN / 2 OUT, TTLx 1,024)

14 bitup to 622 / 1,053 /1,615 / 3,343 Hz

Up to 6 positions

2 IN / 2 OUT, TTLx 512)(-10 ... 150) °C(-40 ... 1,200) °C(opt. up to 3,000 °C)-/-

電動アパーチャホィール

ｱﾅﾛｸﾞ信号IRIG-B (Optional)

MCT
15μm

-

Up to 6 positions

トリガー(Optional)

InSb
10μm

FHD (2,560 x 1,440)

up to 16 bit

Yes

インターフェース(Optional)

MCT
12μm

(1 ... 20,000) µs

ウインドウイング

up to 481 /1,906
7,229 / 105,000 Hz(7.7 ... 10.2) µmx 720)(-10 ... 300) °C(-40 ... 1,500) °C(opt. up to 3,000 °C)Yesup to 75 / 260 / 530 Hz(3.6 ... 4.9) µm

30mK or 20mK@ 30

マルチ積算時間モード(Optional)

フレームレート(Full / Half / Quarter/sub frame)(3.5 ... 4.8) µm

1 or 1 %15mK @ 30

14 bit or 16 bit

ImageIR®8800

10μm-20mK or 25mK
@ 30

ダイナミックレンジ

ImageIR®10300x 1,024)

x 1,024)

2K or 2 % or

測定温度範囲20μmx 512)-

ImageIR®9500

InSb

25μm

15μm

ImageIR®9400
ImageIR®9400hp(3.6 … 4.9) µm(1.5 ... 5.5) µm

InSb or T2SLx 256)
画素数 - ﾏｲｸﾛｽｷｬﾝ時(Optional)

ImageIR®9400hs

3 IN / 2 OUT, yes

235 x 120 x 160

3.3kg

2 IN / 2 OUT, yes

241 x 123 x 160

4.0kg

244 x 120 x 160

4.3kg

4.7kg

4.0kg

レンズ
ImageIR®
4300 / 5300

ImageIR®7300
8300 / 8300hp

ImageIR®
9400

ImageIR®
9500

ImageIR®
10300

ImageIR®
8800

Focal Length

FOV (degree),
IFOV (mrad)

FOV (degree),
IFOV (mrad)

FOV (degree),
IFOV (mrad)

FOV (degree),
IFOV (mrad)

FOV (degree),
IFOV (mrad)

FOV (degree),
IFOV (mrad)

12mm

43.6 x 35.5, 2.5

43.6 x 35.5, 1.3---

40.5 x 32.9 ＊, 1.2

Standard lens25mm

21.7 x 17.5, 1.2

21.7 x 17.5, 0.6

29 x 23, 0.4

34.2 x 19.6, 0.48

42 x 34, 0.4

21.7 x 17.5, 0.6

Telephoto lens

50mm

11.0 x 8.8, 0.6

11.0 x 8.8, 0.3

15 x 12, 0.2

17.5 x 9.9, 0.24

22 x 18, 0.2

11.0 x 8.8, 0.3

Telephoto lens

100mm

5.5 x 4.4, 0.3

5.5 x 4.4, 0.15

7.3 x 5.9 0.1

8.8 x 4.9 0.12

11 x 9, 0.1

5.5 x 4.4, 0.15

Telephoto lens

200mm

2.7 x 2.2, 0.15

2.7 x 2.2, 0.08

3.7 x 2.9 0.05

4.4 x 2.5 0.06

-Modelマクロレンズ・顕微レンズ
ImageIR®
5300 / 8300 / 9400 / 9500
/ 10300

ImageIR®
4300 / 5300

ImageIR®
7300 / 8300

ImageIR®
9400

ImageIR®
9500

ImageIR®
10300

Pixel size

FOV (mm)

FOV (mm)

FOV (mm)

FOV (mm)

FOV (mm)

Close-up 50mm

180 / 90 / 60 / 72 / 60 μm

58 x 46

58 x 46

77 x 61

92 x 52

115 x 92

Close-up 100mm

150 / 75 / 50 / 60 / 50 μm

48 x 38

48 x 38

64 x 51

77 x 43

96 x 77

Microscope M=1.0x

30 / 15 / 10 / 12 / 10 μm

9.6 x 7.79.6 x 7.7

13 x 1015 x 919 x 15

Microscope M=3.0x

10 / 5 μm

3.2 x 2.6

3.2 x 2.6---

Microscope M=8.0x

3.8 / 1.9 / 1.3 / 1.5 / 1.3 μm

1.2 x 0.96

1.2 x 0.96

1.6 x 1.3

1.9 x 1.1

2.4 x 1.92

Model

2.7 x 2.2, 0.08
＊Focal Length: 13mm※

株式会社アイ・アール・システム

仕様は予告なく変更される場合があります

https://www.irsystem.com〒206-0041 東京都多摩市愛宕4-6-20
TEL： 042-400-0373 FAX： 042-400-0374 e-mail： office@irsystem.com