米国 Geophysical Survey Systems,Inc. 製

地下・鉄筋レーダー探査システム

地下探査・鉄筋探査などあらゆるシーンに１台で対応！
米国 GSSI 社は世界トップシェアを誇る、地下レーダー探査システムの専門メーカーです。多様化する非破壊調査のニーズに対応するため、10 種類以上あるオプションアンテナすべてが、データ収録装置 SIR-3000 と組み合わせることができます。

地下探査用ユーティリティ・スキャン
データ収録装置 SIR-3000 をベースに構成された地中探査専用パッケージです。
距離計付きの専用カートに 400MHz もしくは 270MHz のアンテナを組み合わせる事によって、埋設管や空洞探査を効率良く行うことができます。
（専用カートは 3 輪と 4 輪のタイプがあります）＜特カートカプセルの中に400MHz もしくは 270MHz のアンテナを収納できます。

長＞● 深度 1.5m 〜 2m までの埋設管や空洞探査が可能です。
( 地盤条件によって探査深度は異なります )● 測 定中、発見したターゲット ( 埋設物 ) の位置までカー■ ユーティリティ・スキャン（4 輪タイプ）トを戻す事によって画面中にカーソルが表示される便利なバックカーソル機能が付いています。
● SIR-3000 で収録したデータは CF メモリカードを用いて外部 PC に簡単に転送できます。

■ ユーティリティ・スキャン（3 輪タイプ）■ SIR-3000■ 270MHz アンテナを利用した配管探査：深度約 2m まで■ 工事現場における埋設物調査■ ゴルフ場での排水管調査■ 400MHz アンテナを利用した鉄筋調査、配管探査：深度約 1.5m まで

SIR-3000

埋設管

複数の埋設管■ 400MHz アンテナで取得した埋設管のデータ例

埋設管アンテナ
400MHz空洞鉄筋探査用ストラクチャ・スキャン
データ収録装置 SIR-3000 をベースに構成された鉄筋探査専用パッケージです。
新開発された 1.6GHz アンテナを用いる事によって、コンクリート中の鉄筋、各種配管を鮮明かつ、高い分解能で探査する事ができます。
また、標準で専用グリッドシートを用いた 3D データ収録機能が付いており、SIR-3000 本体上で、測定エリア ( グリッドシートで測定したエリア ) 直上からコンクリート内部を透過視した 3D データ (C− SCAN) を見る事ができます。
＜特受信部
送信部長＞

● 高い分解能でコンクリートの被り約 30cm までの鉄筋調査が可能です。( コンクリート条件によって探査深度は異なります )電磁波● 測定中、発見したターゲット ( 埋設物 ) の位置までカートを戻す事によって画面中にカーソルが表示される便利なバックカーソル機能が付いています。
● SIR-3000 で収録したデータは CF メモリカードを用いて外部 PCに簡単に転送できます。

■ 測定イメージ＜専用ソフトウェア RADAN を使用した 3D データ例＞＜ SIR-3000 本体上でのストラクチャスキャン表示例 ＞■ 実際の鉄筋■ ヒューム管での測定例
鉄筋■ コンクリート打設後の探査結果■ 駐車場での測定例
配管■ 建物床での測定例

鉄筋

＜ データ収録装置 SIR-3000 の仕様 ＞■ システム適用アンテナ		
入力チャンネル数
データ保存		プロセッサ		
表 示			
入出力ポート 		
電 源			
寸 法			
重 量			：GSSI 社製アンテナ各種：1 チャンネル：内蔵メモリ 1GB または、CF メモリカード ( オプション )：Intel StrongARM 206MHz：8.4 インチ TFT,800×600 ドット ,64000 色：CF メモリカードスロット ×1、USB×1、Ethernet×1：内蔵バッテリ 10.8V：31.5×22×10.5cm：4.1kg( バッテリを含む )■ SIR-3000＜ オプション ＞−データ処理用ソフトウェア RADAN −● RADAN( ラダン ) 基本モジュール
スタッキング、フィルター、マイグレーションなどの各種波形処理● RADAN 用追加モジュール
3DQuick-draw:3D データの加工及び表示が可能※ 推奨動作環境
CPU		：Intel Core i5 以上
メモリ		：3GB 以上
OS			
：Windows7(32-64bit) 又は、WindowsXP
グラフィックカード：256MB Open GL 2.0 以上■ RADAN 解析画面

− 各種アンテナ −■デ ータ収録装置 SIR-3000 では、GSSI 社が誇る 10 種類以上のアンテナを利用する事ができます。
周波数 MHz

MODEL

主な用途

35

SUBECHO-40

地層構造・石灰岩空洞

70

SUBECHO-70

地層構造・石灰岩空洞

100

3207

地層構造・埋設物

2005106

地層構造・埋設物・路面下空洞

2705104

地層構造・埋設物・路面下空洞

400

5103

埋設物・路面下空洞

900

3101D

埋設物・鉄筋

1600

5100B

鉄筋・コンクリート厚（ストラクチャ・スキャン対応）

2000

パームアンテナ

鉄筋・コンクリート厚

2600

52600

鉄筋・コンクリート厚（ストラクチャ・スキャン対応）

100

TUVEWAVE-100

孔中用 ( ボアホールアンテナ )1000

TUVEWAVE-1000

孔中用 ( ボアホールアンテナ )■ 2000MHz パームアンテナ■ 270MHz アンテナ

■ アンテナ各種：写真左から400MHz, 200MHz, 70MHz, 35MHz

ー データ収録装置 SIR-20 ー

SIR-3000 の上位機種です。入力チャンネルが数チャンネル使用でき、かつデータ処理スピードの向上を図っていますので、高速でデータ取得や複数チャンネルでの測定に威力を発揮します。SIR-3000 同様、GSSI 社が誇る各種アンテナを利用することができます。

−仕様−■ア ンテナ入力数 : 2ch
内部メモリ		測定レンジ		スキャンレート		
電 源			
入出力ポート		寸 法			
重 量			: 6GB: 0 〜 8μs
: 2 〜 800 Scan/ 秒: 12VDC、AC100V アダプタ付: パラレル、USB、Ethernet: 466mm×395mm×174mm: 10kg■ SIR-20● 製品に関するお問い合わせは、計測システム事業部・サービス開発部にて承ります。
● 仕様は製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
● 計測システム事業部 サービス開発部：茨城県つくば市御幸が丘43番地(029-851-5078(092-591-1840● 九州地区：福岡県福岡市南区井尻2-21-36● ホ-ムペ-ジ：http://www.oyo.jp/E-mail：seihin@oyo.jp● 本社：東京都千代田区九段北4-2-6
本社(大宮オフィス) (048-652-0651
中部支社(011-863-6711
札幌支社
関西支社
(022-237-0471
東北支社
四国支社
(092-591-1840
九州支社
JQA-2772
計測システム事業部(03-3234-0811(052-793-8321(06-6885-6357(089-925-9516■ テクニカルサポートセンター■ お客様相談室(029-851-6564
7029-851-7290(029-851-6574 7029-851-7290※月～金：受付時間 9：00～18：00、土日祝日及び年末年始はお休みさせて頂きます。

RP-2075/3(11.10)-2K Printed in Japan