PILE FAIBLE
La puissance de la pile est faibleen cas de clignotement.

Moniteur numérique depression artérielle
Modèle UA-611 / UA-651
Mode d'emploi Traduction
Le moniteur de pression artérielle A&D est l'un des plus évolués disponibles
et il est conçu pour être précis et d'utilisation facile. Cet appareil facilite laprise de tension artérielle quotidienne.
Nous vous recommandons de lire attentivement le présent manuel avantd'utiliser l'appareil pour la première fois.

2. Remarques préliminaires

Symboles imprimés sur le boîtier de l'appareil.
Symboles
SYS
DIA
PUL

3. Précautions

Des composants de précision sont utilisés dans la construction de cet appareil.
Il convient d'éviter les extrêmes en matière de température, d'humidité,d'exposition à la lumière directe du soleil, de chocs ou de poussière.
Nettoyez l'appareil et le brassard à l'aide d'un chiffon sec et doux ou d'unchiffon imbibé d'eau et d'un détergent neutre. N'utilisez jamais d'alcool, debenzène, de diluant ou d'autres produits chimiques agressifs pour nettoyer
l'appareil ou le brassard.
Évitez de plier fortement le brassard ou de ranger le tuyau fortement tordu
pendant des périodes prolongées, car cela pourrait réduire la durée de vie
des accessoires.
L'appareil et le brassard ne sont pas étanches. Évitez que la pluie, la sueurou de l'eau ne souillent l'appareil et le brassard.
Il est possible que les mesures soient altérées si l’appareil est utilisé à
proximité de téléviseurs, de fours à micro-ondes, de téléphones cellulaires,de sources de rayonnement X ou d’autres appareils émettant de forts
champs électriques.
Si vous réutilisez l'appareil, vérifiez que celui-ci est propre.
L'équipement, les pièces et les piles usagées ne doivent pas être traités
comme des déchets ménagers ordinaires et doivent être mis au rebut
conformément aux règlementations locales applicables.
Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur, assurez-vous que celui-ci peutêtre facilement retiré de la prise électrique si nécessaire.
Ne modifiez pas l'appareil. Cela pourrait provoquer des accidents ou
endommager l'appareil.
Pour mesurer la pression artérielle, le bras doit être comprimé de manière
suffisamment forte par le brassard pour arrêter temporairement la circulation
sanguine dans l'artère. Il est possible que cela provoque une douleur, unengourdissement ou une marque rouge temporaire sur le bras. Cet étatapparaît en particulier si la mesure est répétée à plusieurs reprises. La douleur,l'engourdissement ou les marques rouges disparaissent avec le temps.
Veillez à ce que les bébés et les enfants en bas âge ne s’étranglent pas
avec le tuyau.
Ne tordez pas le tuyau d’air pendant la mesure. La pression continue dubrassard pourrait vous blesser.
Une mesure trop fréquente de la pression sanguine peut nuire au flux sanguin.
Si vous utilisez l’appareil à plusieurs reprises, assurez-vous que l’utilisation del’appareil n’entrave pas la circulation sanguine de manière prolongée.
Aucun essai clinique n’a été mené sur les nouveau-nés et les femmes enceintes.
N’utilisez pas l’appareil sur des nouveau-nés ou des femmes enceintes.
Veuillez consulter un médecin avant d’utiliser cet appareil si vous avez subi
une mastectomie.
Ne laissez pas d’enfants utiliser l’appareil par eux-mêmes et n’utilisez pas
l’appareil dans un endroit où il se trouve à portée d’enfants en bas âge. Cela
pourrait provoquer des accidents ou des dommages.
(Ne laissez pas d’enfants utiliser l’appareil par eux même et) mettez
l’appareil hors de portée des enfants.
L’appareil comporte de petites pièces qui risqueraient d’étouffer les enfants
en bas âge s’ils venaient à les avaler.
Les dispositifs de communication sans fil, tels que les dispositifs réseau à
domicile, les téléphones mobiles, les téléphones sans fil et leurs stations debase, les talkies-walkies peuvent affecter ce moniteur de pression sanguine.
Par conséquent, vous devez maintenir une distance minimale de 30 cm par
rapport à ces dispositifs.
Ne touchez pas les piles, la prise CC et le patient en même temps. Cela
pourrait entraîner un choc électrique.
Débranchez l’adaptateur secteur lorsqu’il n’est pas utilisé pendant la mesure.
L’utilisation d’accessoires non décrits dans ce manuel peut compromettre lasécurité.
Si la pile est en court-circuit, elle peut devenir chaude et causer
potentiellement des brûlures.
Laissez l’appareil s’adapter à l’environnement ambiant avant utilisation(environ une heure).
Ne gonflez pas sans avoir enroulé le brassard autour de la partie supérieure
du bras.

Contre-indications

Vous trouverez ci-dessous les précautions pour l'utilisation appropriée de cetappareil.
N'appliquez pas le brassard sur un bras auquel un autre équipement
médical électrique est fixé. L'équipement pourrait ne pas fonctionnercorrectement.
Les personnes ayant de graves problèmes de circulation au niveau du bras
doivent consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter tout
problème médical.
Vous ne devez pas procéder à un autodiagnostic du résultat des mesures etcommencer un traitement de votre propre initiative. Consultez toujours unmédecin pour une évaluation des résultats et du traitement.
N'appliquez pas le brassard sur un bras comportant une blessure nonsoignée.
N'appliquez pas le brassard sur un bras recevant un goutte-à-goutte
intraveineux ou une transfusion sanguine. Cela pourrait provoquer une
blessure ou des accidents.
N'utilisez pas l'appareil en présence de gaz inflammables tels que des gaz
anesthésiques. Cela pourrait provoquer une explosion.
N'utilisez pas l'appareil dans des environnements à forte concentration en
oxygène, tels qu'une chambre à oxygène haute pression ou une tente à
oxygène. Cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

4. Nomenclature
Plage d'accord appropriéeIndexMarque de position de l’artère
Tuyau d'air

Modèle UA-651 seulement
Fiche de la prise decourant continu

Fiche de l'adaptateur
secteurÉIP

6. Utilisation de l’appareil

6.1. Mise en place / Remplacement des piles

MÉMOIRE

Pression diastolique
PoulsSymbole I.H.B.
(symbole Irregular Heartbeat, fréquencecardiaque irrégulière)
Marque de cœurIndicateur des piles
Indicateurs de pression à barres etindicateur de classification OMS

Symboles qui apparaissent sur l'écran
Fonction / signification
Action recommandéeS'affiche lorsqu'une mesure est en Une mesure est en cours. Restez
cours. Clignote lorsque le pouls est aussi immobile que possible.
détecté.
I.H.B. s'affiche lorsqu'une
fréquence cardiaque irrégulière est
détectée. Il est possible qu'ils'allume lorsqu'une très faible
vibration, telle qu'un tremblement
ou une secousse, est détectée.
Mesures précédentes stockées enmémoire.
PILE PLEINE
Indicateur de puissance des piles
pendant la mesure.

Étape 4Introduisez les piles comme indiqué dans le logement des piles. Si elles ne sont
pas correctement mises en place, l'appareil ne fonctionnera pas.
Lorsqueclignote à l'écran et que l'appareil annonce que les piles doiventêtre remplacées, remplacez toutes les piles par des neuves. Ne mélangez pas
des piles usagées et des piles neuves. Cela pourrait réduire la durée de vie despiles ou provoquer un dysfonctionnement de l'appareil. Remplacez les piles au
moins deux secondes après avoir éteint l'appareil.
Le symbole
ne s'affiche pas lorsque les piles sont épuisées.
La durée de vie des piles varie en fonction de la température ambiante et peut
se trouver réduite à des températures basses. En général, quatre piles R6P
neuves durent environ trois mois, à raison de deux mesures par jour.
Utilisez uniquement les piles spécifiées. Les piles fournies avec l'appareil sontdestinées à évaluer les performances de l'appareil et peuvent avoir une duréede vie limitée.
Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Il
est possible que les piles fuient et provoquent un dysfonctionnement.

6.2. Branchement du tuyau d'air
Tuyau d'air
Connecteur de prised'air
Douille d'air

6.3. Branchement del'adaptateur secteurModèle UA-651
Fiche de l'adaptateur secteur
Fiche de la prise de courant
continu

Introduisez fermement la fiche del'adaptateur secteur sur la prise decourant continu. Puis, branchez
l'adaptateur secteur sur une priseélectrique.
L'adaptateur secteur, modèle
TB-233C, est vendu séparément.
Lorsque vous débranchez l’adaptateur secteur de la prisesecteur, tenez le corps de l’adaptateur et débranchez-le de la prise.
Lorsque vous débranchez l’adaptateur secteur du moniteur de pression
sanguine, tenez la fiche de l’adaptateur et débranchez-la du moniteur.

6.4. Sélection du brassard approprié

L'utilisation d'un brassard de taille appropriée est importante pour une mesure
précise. Si le brassard n'est pas d'une taille appropriée, il est possible que lamesure donne une valeur de tension artérielle incorrecte.
La taille du bras est imprimée sur chaque brassard.
L'indexet la plage d'accord appropriée, sur le brassard, vous indiquent si
vous appliquez un brassard approprié. Reportez-vous à« 6.5 Application du brassard ».
Si l'index
pointe à l'extérieur de la plage, contactez votre distributeur local
afin d'acheter un brassard de remplacement.
Le brassard est un consommable. S'il est usé, achetez-en un neuf.

Taille du bras
31 cm à 45 cm
22 cm à 32 cm

Taille de brassard recommandéeGrand brassard pour adulte
Brassard pour adulte

Numéro du catalogue
CUF-F-LA
CUF-F-A

Taille du bras : circonférence au niveau du biceps.
Remarque :Modèle UA-611 et UA-651 n'est pas conçu pour une utilisation
avec un petit brassard.

Symboles imprimés sur le brassard.
SymbolesFonction / signification
Symbole de la position de l'artère

REF

Action recommandéePlacez le symbole
surl'artère de la partie
supérieure du bras ou en
l'alignant sur l'annulaire à
l'intérieur du bras.

Index
Numéro du catalogue
Plage d'accord appropriée pour lebrassard pour adulte. Elle est imprimée
sur le brassard pour adulte.
Plage supérieure imprimée sur lebrassard pour adulte.

Utilisez le grand brassard
pour adulte au lieu dubrassard pour adulte.

Plage d'accord appropriée pour le grandbrassard pour adulte. Elle est imprimée
sur le grand brassard pour adulte.
Plage inférieure imprimée sur le brassard
pour adulte.
Plage inférieure imprimée sur le grandbrassard pour adulte.

Utilisez le brassard pouradulte au lieu du grandbrassard pour adulte.

Numéro de lot
Grand brassard pour adulte

10. Indicateur de pression à barres

Plage d'accord appropriéePressurisation

Dégonflage

Fixez l'attache en tissu

Tuyau d'air

Index

Mesure en cours
Gonflage terminé
Gonflage en courset plage d'accord appropriée

11. Pression sanguine

7. Mesures

Qu'est-ce que la pression sanguine?

7.1. Mesure normale

La pression sanguine est la force avec laquelle le sang vient frapper
contre les parois des artères. La pression systolique se produit lorsquele cœur se contracte. La pression diastolique se produit lorsque le cœurse détend.
La pression sanguine est mesurée en millimètre de mercure (mmHg).

Au niveau du cœur1. Placez le brassard sur le bras au
niveau du cœur (bras gauche depréférence). Restez calmement assis
pendant la mesure.

Appuyez sur le bouton_START_

12. Indicateur de classification de l'OMS

2. Appuyez sur le bouton START .
Tous les segments de l'écran sontTous les segments de l'écran
allumés. Zéro clignote brièvement.
Puis, l'affichage change, comme
indiqué sur la figure de droite, lorsquela mesure commence. Le brassardcommence à se gonfler. Il est normal
Affichage zéro
que le brassard donne une sensationde pression importante. Un indicateurde pression à barres s'affiche, comme
indiqué sur la figure de droite, pendantle gonflage.
Démarre le gonflage
Remarque : si vous souhaitez interrompre legonflage à tout moment, appuyez ànouveau sur le bouton START .

Chaque segment de l'indicateur à barres correspond à la classificationde la tension artérielle de l'OMS.
Indicateurs de classification de l'OMS: L'indicateur affiche unHypertension grave
segment, en fonction desHypertension modérée
données actuelles,
Légère hypertension
correspondant à laNormale, élevéeclassification de l'OMS.
NormaleOptimale

13. Recherche des pannes
Problème
Rien des'affiche àl'écran,mêmelorsquel'appareil est
sous tension.

Pressurisation

Mesure en cours
Pression systoliquePression diastoliqueClassification de l'OMS

4. Une fois la mesure terminée, la mesure
des pressions systolique et diastoliqueainsi que la fréquence cardiaques'affichent. Le brassard vide l'air restantet se dégonfle complètement.

Pouls
Vide automatiquement l'air
restant
Éteindre avec le bouton_START_
5. Appuyez à nouveau sur le bouton
START pour couper l'alimentation.
Remarque : le modèle UA-611 et UA-651 est fourni avec une fonction d'extinction
automatique. Laissez s'écouler 3 minutes entre des mesurespratiquées sur une même personne.

7.2. Mesure avec la pression systolique désirée
Si un nouveau gonflage se produit à
plusieurs reprises, utilisez lesméthodes suivantes. Si vous vous
attendez à ce que votre pression
systolique dépasse 230 mmHg,
utilisez cette procédure.

Au niveau du cœurAppuyez sur le bouton_START_

1. Placez le brassard sur le bras au niveau
du cœur (bras gauche de préférence).
2. Appuyez sur le bouton START .

Appuyez sur le bouton
3. Lorsque le zéro clignote, appuyez sur le_START_ et maintenez-lebouton START et maintenez-le enfoncé
enfoncéjusqu'à ce qu'un nombre de 30 à 40
mmHg supérieur à la pression systolique
Gonflage en cours
prévue s'affiche.
Relâchez le bouton _START_
4. Une fois ce nombre atteint, relâchez le pour interrompre le gonflage
bouton START pour démarrer lamesure. Puis, continuez à mesurer la
La pression souhaitéetension artérielle comme indiqué dans lasection « 7.1 Mesure normale ».
Reportez-vous à la section« 7.1 Mesure normale »7.3. Remarques pour une mesure précise

Asseyez-vous confortablement sur une chaise. Posez le bras sur la table. Ne
croisez pas les jambes. Gardez les pieds au sol et tenez le dos bien droit.
Asseyez-vous confortablement. Posez le bras sur une table, la paume dirigéevers le haut et le brassard au même niveau que le cœur.
Placez le centre du brassard au même niveau que votre cœur.
Détendez-vous pendant environ cinq à dix minutes avant la mesure. Si vousêtes énervé ou déprimé à cause d'un stress émotionnel, la mesure reflète ce
stress par une mesure de tension artérielle supérieure (ou inférieure) à lanormale et le pouls est généralement supérieur à la normale.
Demeurez immobile et tranquille pendant la mesure.
Ne procédez pas à la mesure immédiatement après un exercice physique ou un
bain. Reposez-vous pendant vingt à trente minutes avant de procéder à lamesure.
La tension artérielle varie constamment en fonction de ce que vous faites et dece que vous avez mangé. Ce que vous buvez peut avoir un effet important etrapide sur la pression artérielle.
Cet appareil base ses mesures sur la fréquence cardiaque. Si vous avez une
fréquence cardiaque très faible ou irrégulière, il est possible que l'appareiléprouve des difficultés à déterminer la tension artérielle.
Si l'appareil détecte un état anormal, il cesse la mesure et affiche un symbole
d'erreur. Reportez-vous à la section « 5 Symboles » pour la description dessymboles.
Cet appareil est conçu pour être utilisé par des adultes. Consultez votre médecin
avant d'utiliser cet appareil sur un enfant. Un enfant ne doit pas utiliser cet
appareil sans surveillance.
Essayez de mesurer votre pression artérielle au même moment tous les jours.
Les performances du moniteur de la pression sanguine peuvent être réduites en
cas de température ou d’humidité excessive, ou en altitude..

8. Rappel des données en mémoire

L'appareil stocke automatiquement jusqu'à trente mesures de pression artérielle etde pouls dans sa mémoire. Un numéro de données est affecté aux donnéesstockées en mémoire, des plus récentes aux plus anciennes. Les plus anciennes
données s'affichent sous la forme «». Le symbole, dans le coin supérieur
gauche de l'écran, indique que vous consultez les données précédentes stockées
en mémoire.
Pas de données
le bouton
8.1. Rappel des données Appuyez sur_START_et
1. Si rien ne s'affiche, appuyez sur le maintenez-le enfoncé
bouton START et maintenez-leRelâchez le bouton
enfoncé pour rappeler lesSymboledonnées enregistrées.
2. Relâchez le bouton lorsque lesdonnées moyennes s'affichent.

Données moyennes

3. Le numéro des données et lesdonnées enregistrées s'affichentautomatiquement dans l'ordre, àpartir de la dernière mesure.

Brassard pour adulte

4. L'écran s'éteint automatiquement
une fois toutes les donnéesaffichées.

6.5. Application du brassard

Remarque : Si vous appuyez sur lebouton START lorsque
vous rappelez des données,l'appareil s'éteint.

1. Enroulez le brassard autour de la partie supérieure du bras, 1 à 2 cm au-dessus
de l'intérieur du coude, comme illustré.
Placez le brassard directement sur la peau, car un vêtement pourrait atténuer lepouls et provoquer une erreur de mesure.
2. La contraction de la partie supérieure du bras, provoquée par une manche dechemise roulée, pourrait empêcher une mesure précise.
pointe à l'intérieur de la plage d'accord appropriée.
3. Vérifiez que l'index
Remarque : pendant la mesure, il est normal que le brassard donne une sensationde pression importante. (Ne vous inquiétez pas.)

L'indicateur surveille l'évolution de la pression pendant la mesure.

Symbole de position de l'artère

3. Une fois le gonflage terminé, ledégonflage commence
automatiquement et(marque decœur) clignote, indiquant que la mesure
est en cours. Une fois le pouls détecté,le symbole clignote à chaque pulsation
cardiaque.
Remarque : s'il est impossible d'obtenir
une pression appropriée,
Étape 1l'appareil recommence
automatiquement legonflage.

ATTENTION

Introduisez fermement leconnecteur de prise d'air sur ladouille d'air.

1 à 2 cm

Numéro desdonnéesDonnées
stockées

Vers les données suivantes

Pression systolique

Étape 3

1. Retirez le couvercle du logement des piles.
2. Retirez les piles usagées du logement despiles si vous devez les changer.
3. Introduisez les nouvelles piles dans lelogement des piles, comme indiqué,
en veillant à respecter les polarités (+)
et (-).
Étape 2
4. Remettez en place le couvercle dulogement des piles. Utilisez
uniquement des piles R6P, LR6 ou AA.

Bouton START

Remarque : le modèle UA-611 n’est pas équipé de prise de courant continu pourl’adaptateur secteur.
La prise de courant continu se situe à l’arrière du modèle UA-651 uniquement.
L’adaptateur secteur est un accessoire disponible en option (vendu séparément).

SymbolesÉtiquette WEEE
Numéro de série
Reportez-vous au mode d'emploi/la brochure
Polarité de la prise de courant continu
Symbole de protection internationale
Maintenir sec

Écran

Connecteur de prise d'air
Logement des piles
Couvercle du logement des piles

5. Symboles

Date de fabrication

Douille d'air

Brassard

Écran

Fonction / signification
Permet de mettre l'appareil en veille et de l'allumer.
Pression sanguine systolique en mmHg
Pression sanguine diastolique en mmHg
Pulsation par minute
Guide d'installation des piles
Courant continu
Type BF : l'appareil, le brassard et le tuyau sont conçus pouroffrir une protection particulière contre les chocs électriques.
Étiquette de conformité de l'appareil médical avec la directive CE
Représentant UE
FabricantSN

L'UA-611 et L'UA-651 fournit une mesure de la tension artérielle et dupouls, même en cas de fréquence cardiaque irrégulière. Une fréquencecardiaque irrégulière est définie comme étant une fréquence cardiaquevariant de 25 % par rapport à la moyenne de toutes les fréquencescardiaques pendant la mesure de la tension artérielle. Il est importantque vous vous détendiez, que vous demeuriez immobile et que vous neparliez pas pendant les mesures.
Remarque : nous vous recommandons de contacter votre médecin si.
vous voyez fréquemment ce symbole

Brassard

Retirez les piles et appuyez surle bouton START , puis mettez
à nouveau les piles en place. Si
l'erreur s'affiche encore,contactez le distributeur.

Erreur interne de l'appareil

9. Qu'est-ce qu'une fréquence cardiaque
irrégulière ?

Ne relevez pas la manche de chemise en la serrant

Tension artérielle instable à cause Effectuez une autre mesure.
de mouvements pendant la
Demeurez immobile pendant lamesure.
mesure.
Les valeurs systoliques etdiastoliques sont comprises dansune marge de 10 mmHg l'une deAppliquez correctement lel'autre.
La valeur de la tension ne doit pas brassard et prenez une autre
mesure.
augmenter pendant le gonflage.
Le brassard n'est pas appliquécorrectement.
ERREUR AFFICHAGE PRESSION Appliquez correctement leLe pouls n'est pas correctement
brassard et prenez une autre
détecté.
mesure.

1. Chers clients

Cet appareil est conforme à la directive européenne 93/42 CEE relative aux
produits médicaux. La marque de conformité
en est la preuve.
(0123 : numéro de référence pour l'organisme notifié concerné)
Cet appareil est conçu pour être utilisé sur les adultes, et non sur lesnouveau-nés ou les enfants.
Lieu d’utilisation. Cet appareil est destiné à être utilisé par vous-même dansun environnement domestique de soins de santé.
Cet appareil est conçu pour mesurer la tension artérielle et la fréquencecardiaque des personnes en vue d'un diagnostic.

Remplacez toutes les piles par despiles neuves lorsque le symbole
clignote.

Cause possible
Les piles sontépuisées.

Action recommandéeRemplacez toutes les piles par despiles neuves.
Réinstallez les piles en faisant
Les bornes des piles
correspondre les bornes négatives et
ne sont pas dans lapositives à celles indiquées dans leposition appropriée.
logement des piles.
La tension des piles
est trop faible.
Le brassard clignote.
Remplacez toutes les piles par desne se gonfle Si les piles sontpiles neuves.
pas.
complètementépuisées, le symbole
ne s'affiche pas.
Le brassard n'est pas
appliquéAppliquez correctement le brassard.
correctement.
Vous avez déplacé leAssurez-vous de demeurer immobilebras ou le corps
et calme pendant la mesure.
L'appareil ne pendant la mesure.
mesure pas.
Asseyez-vous confortablement enrestant immobile. Placez le bras sur
Les mesures La position dubrassard n'est pas
une table, la paume de la main dirigéesont trop
correcte.
vers le haut et le brassard situé auélevées oumême niveau que votre cœur.
trop faibles.
Si vous avez une fréquencecardiaque très faible ou irrégulière, il
est possible que l'appareil éprouve
des difficultés à déterminer la tension
artérielle.
En clinique ou chez le médecin,l'appréhension peut provoquer une
La valeur est
mesure élevée. Une mesure à
domicile réduit les effets desdifférente de cellemesurée en clinique influences extérieures sur la mesureou chez le médecin. de la tension artérielle lesquelles
Autreaugmentent la mesure chez lemédecin.
Retirez les piles. Remettez-les enplace correctement et prenez une
autre mesure.
Remarque : si les actions décrites ci-dessous ne permettent pas derésoudre le problème, contactez le distributeur. N'essayez
pas d'ouvrir ou de réparer ce produit, car cela pourrait annuler
votre garantie.

14. Entretien

N'ouvrez pas l'appareil. Il utilise des composants électriques délicats et
une unité pneumatique complexe qui pourrait être endommagée. Si
vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des instructions
de dépannage, contactez le distributeur agréé de votre région ou notre
section de service après-vente. Le service après-vente A&D propose
des informations techniques, des pièces détachées et des unités aux
distributeurs autorisés.
L'appareil a été conçu et fabriqué pour une longue durée de vie.
Cependant, il est généralement recommandé de le faire inspecter tous
les 2 ans, afin de vous assurer de son bon fonctionnement et de sa
précision. Veuillez contacter le distributeur agréé de votre région ou
A&D pour l'entretien.

15. Données techniquesType
Méthode de mesure
Plage de mesure

UA-611 ，UA-651
Mesure oscillométriquePression :0 - 299 mmHg
Pression systolique : 60 - 279 mmHg
Pression diastolique : 40 - 200 mmHg
Pouls :
40 - 180 battements/minute
Précision des mesures Pression :±3 mmHg
Pouls :
±5 %Consommation électrique
4 piles x 1,5 V (R6P, LR6 ou AA) ou
adaptateur secteur (TB-233C) (non fourni)
Nombre de mesures
Env. 700 fois
LR6 (piles alcalines)
Env. 200 fois
R6P (piles au manganèse)
Avec une valeur de pression de 180 mmHg,
température ambiante de 23 °C.
Classification
Équipement ME à alimentation interne (fournie pardes piles) / Classe II (fournie par adaptateur)Mode de fonctionnement continu
Test clinique
Conformément à ISO81060-2：2013
EMC
IEC 60601-1-2 : 2014
Mémoire de données Les 30 dernières mesures
Conditions de+10 à +40 °C / 15 à 85 % HR / 800 à 1060 hPa
fonctionnement
Conditions de-20 à +60 °C / 10 à 95 % HR / 700 à 1060 hPa
stockage / Transport
Dimensions
Env. 96 [L] x 68 [H] x 130 [P] mm
Poids
Env. 240 g, sans les piles
Protection
Appareil: IP20
Partie appliquée
Brassard Type BF
Durée de vie utile
Appareil : 5 ans (en cas d'utilisation six fois par jour)Brassard : 2 ans (en cas d'utilisation six fois par jour)
AC adaptateur：5 ans (en cas d'utilisation six fois par jour)
Adaptateur secteur accessoire / TB233C
L'adaptateur permet de brancher l'appareil sur une source d'alimentation
domestique. Veuillez contacter votre distributeur A&D local pour l'acheter.
L'adaptateur secteur doit être périodiquement inspecté ou remplacé.
Symboles imprimés sur l’adaptateur secteur
SymbolesS'éteint automatiquement

8.2. Effacement des données

1. Lorsque vous éteignez l’appareil,Appuyez sur le bouton _START_
appuyez sur le bouton STARTet maintenez-le enfoncé jusqu'à et maintenez-leenfoncéce que «» s'affiche.
Relâchez le
2. Sélectionnez «» pourboutoneffacer les données.
Sélectionnez
3. Les données sont effacées«» pour
5 secondes
lorsque le symbole
clignote.
effacer les données.
4. L'appareil s'éteint
Le symbole
clignote.
automatiquement.
Les données sonteffacées.
S'éteint automatiquement

Fonction / signification
Utilisation à intérieur uniquement
Classe II dispositif
Fusible thermique
FusibleLabel de conformité de l’appareil à la directive CE
Labeldeconformitédel’appareilàlacertificationEAC
Polarité de la fiche de l’adaptateur secteur

Accessoires vendus séparément
Numéro duBrassard
Taille de brassard
Taille du brascatalogue
CUF-F-LAGrand brassard pour adulte 31 cm à 45 cm
CUF-F-A
Brassard pour adulte
22 cm à 32 cm
Taille du bras : circonférence au niveau du biceps.
Adaptateur secteur

Numéro du catalogue
TB-233C

Fiche (type prise)Type C

Remarque : les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Le classement IP indique les degrés de protection fournis
par les coffrets de protection conformément à la norme CEI
60529. Cet appareil est protégé contre les corps étrangers
solides de 12 mm de diamètre et plus, tel qu’un doigt. Cetappareil n’est pas protégé contre l’eau.