From Eye to InsightLightning
ManualLAS X 3.5.5
Ver.1.0.0_JP

ライセンスにより取得した画像の再処理の方法と設定できるパラメーターが異なります
Lightning Expert

取得画像の自動処理（パラメーターの変更）
Lightning Process

×○Lightning Expert○○

Lightning○×＊LAS X Small で画像処理はできません1

Lightning Wizard
ライセンスにより異なります。
Lightning と Lightning Expert のみ可、Lightning Process は不可
Lightning Wizard を起動するとメニュータブが以下のように切り替わります。
Acquire メニューが左図のように変わります。

①選択できる Scan Mode は xyz、xyzt、Mark＆Find、Tile scan の 4つです。
② Pinhole サイズを波長ごとに最適化する
ために Frame Sequential が選択された状
態の Sequential Scan が起動します。（LineSequential や Stack Sequential も選択できます）③撮影速度と分解能のどちらを優先させて撮影するか調整することができます。Lightning Grade の設定は変更することができます（10 ページ参照）。（Pinhole size、Format size、Z step size、Scan Speed、Line Average/Frame Accumulation が自動的に設定されます。）
をクリックするとグレーアウトし、上記パラメーターを自由に設定することができるようになります。
④Strategy の選択と封入剤の選択または封入剤の屈折率を入力します。

Adaptive

画像の S/N 比から、各種パラメーターを自動設定します

Global

すべての画像に使える設定です

LowSignalToNoise

ノイズの多い画像に適しています デフォルトは Adaptive です

Capture

画像取得のみで、自動処理を行いません

Start Experiment

画像取得と自動処理を行います2

⑤Preview 取得方法
Live設定した Frame size、Scan Speed で Scan します

Fast Live

512x512 pixel、600Hz 以上、Bidirectional で Scan します⑥画像の取得Start Experiment を押して画像の取得を行います。バックグラウンドで設定した条件で Lightning処理が行われます。
左図のように Project の下に Lightning 001 というフォルダが作成されます。画像はその中に保存されます。Series～が Raw データ、Series～_Lng が Lightning 処理された画像です。同じデータを処理すると Series～_Lng_001 というように数字が追加されていきます。

3

Process メニュー/Lightning メニュー
取得した画像は Process メニューまたは Lightning メニューから再度 Lightning 処理を行うことができます。(ライセンスにより異なります)Lightning Process

Process メニューから行いますLightning Expert

Lightning メニューから行いますLightning

Strategy の変更や封入剤の屈折率の変更のみできます。

＊Lightning Process と Lightning Expert で変更できるパラメーターは同じです。
Process メニューの場合、左図 Lightning/Lightning process を選択します。
Lightning メニューの場合、Lightning メニューを選択します。
どちらの場合でも、下記 Lightning Setting が表示されます。Acquire メニューと同様に Strategyと封入剤の選択または屈折率の入力を行います。
Confocal/STED/Multi-Photon、励起波長、取得波長幅、検出器（Standard/Counting）などの撮影条件に関する情報は自動で読み込まれ処理に反映されます。

Strategy
Adaptive

画像の S/N 比から、各種パラメーターを自動設定します

Global

S/N の良い画像に適しています

LowSignalToNoise

ノイズの多い画像に適しています＊デフォルトは Adaptive です。
赤枠内をクリックすると Expert Setting（オプション）が開き、設定することができます（ExpertSetting については次ページ参照）。
Expert Setting を行わない場合は Apply を押して Lightning 処理を行います。
Open from

保存した Lightning 処理の設定を呼び出すことができます

Get defaults

設定をデフォルトに戻します

Save to file

Lightning 処理の設定を保存することができます＊Lightning 処理に関する設定は、Open Project/lif ファイルを右クリック/Properties から見ることができます。

4Expert Settings

Apply to all channels

多色の場合、設定を他の Channel にも反映させることができますType

Confocal、Multi-Photon、STED から自動選択されます

Number of iterations

Lightning では反復計算が行われ、その回数の設定が行えます。数値が大きいほど、結果は良くなる傾向にあります。しかし、Artifact が出る可能性も大きくなります。デフォルトである
Auto では、画像の S/N などを考慮し、Artifact を抑える回数が自動で算出されます。

Contrast Enhancement

Lightning の計算を始める前にバックグラウンドとシグナルのコントラスト比の調整を行うことができます （0 - 1）

Cut off (%)

Lightning の計算を始める前にバックグラウンドのレベルを設定できます （0 -1）

Regularization Method

ノイズを抑えるのに効果があります。None、Total Variation とGood’s Roughness の 3 つの方法があります5Regularization Parameter

Regularization の度合いを設定できます。値が小さいほどノイズが小さくなります。 （0 - 1）

Optimization

特 に ノ イ ズ の 多 い 画 像 に 効 果 が あ り ま す 。 None 、 Low 、Medium、High、VeryHigh の 5 つの方法があります。ノイズが多い場合はデフォルトである High がお勧めです。シグナルの強弱に応じて選択してください。

Post-Filter

計算処理後に行う Smoothing の方法を選択できます。None（ 処 理 な し ） 、 Bilateral （ Edge-preserving filter ） と Gaussian（Gaussian filter）の 3 つがあります。

Excitation Wavelength (nm)

励起波長Emission Wavelength (nm)検出波長 （最短波長+15%の値が表示されます）

pinhole (AU)pinhole サイズNormalization

表示スケールの選択を行えます

Range

16 Bit スケールに明るさが変換されます

Photon Count

検出された Photon 数（定量性）を保ったまま、16Bitに変換されます

Objective

使用した対物レンズについての情報が自動入力されます

Numerical Aperture

使用した対物レンズの NA が自動で入力されます

Immersion Reflective Index

使用したレンズの封入剤の屈折率が自動で入力されます

Magnification

使用したレンズの倍率が自動で入力されます

Z-Offset (m)

Z ステップサイズが自動で入力されます

Objective Design Parameters

使用した対物レンズの推奨値で、変更できません

Immersion

Reflective

Index

推奨される封入剤の屈折率

DesignCover Slip Thickness Design

推奨されるカバーガラスの厚さ

Cover

推奨されるカバーガラスの屈折率

Slip

ReflectiveIndex

DesignCover Slip

カバーガラスの屈折率と厚さについて入力できます

Refractive Index

使用した封入剤の屈折率が表示されます

Thickness (m)

カバーガラスの厚さ

Mounting Medium

使用した封入剤の選択と屈折率を入力できます6

Mounting Medium

使用した封入剤の選択を行うと、下記 Reflectiveindex に値が自動入力されます

Refractive index

選択した封入剤の屈折率が表示されます

Saving and Loading Setting
Open from file

保存した Expert Setting を呼び出すことができます。
（Lightning 処理に関する設定は、Open Project/lif フ
ァイルを右クリック/Properties から見ることができます。）

Save to fileExpert Setting の保存を行えます。Open from file から呼び出すことができます＊バッチ処理方法（複数の画像に同じ設定の Lightning 処理を行う）
Control キーを押したまま同じ処理を行いたい画像を選択し、Apply をします。

7

STED の場合
下図の Type から STED を選択することで、STED 用の設定を行うことができます。

Depletion Wavelength [nm]使用した STED レーザーの波長

Depletion Power [%]使用した STED レーザーの出力

Saturation Factor

誘導放出の効率 Auto のチェックボックスをはずした場合、値を入力することができます

Excitation Laser Mode

励起に使用したレーザーの種類を選択します: パルスレー
ザー (Pulsed)、連続発振レーザー(CW)

Depletion Laser Mode

使用した STED レーザーの種類を選択します: パルスレー
ザー (Pulsed)、連続発振レーザー(CW)

Axial Percentage [%]３D STED の場合、Z に何%の STED 光を当てたか(0: xy のみ; 1: z のみ)

Drift Correction

Z スタック取得時の xy 平面ドリフト補正

Gated

Time Gate を使用して撮影した際に用いる

Gate Start [ns]Time Gate の取得開始時間

Gate End [ns]Time Gate の取得終了時間

8

Multi-Photon の場合
下図の Type から Multi-Photon を選択することで、Multi-Photon 用の設定を行うことができます。

Internal Detector

撮影に使用した検出器の種類を選択します：
ピンホールのある内部検出器 (descanned detection), ピンホールのない外部検出器 (non-descanned detection)

Photon Count

2 光子か 3 光子の選択を行います9Lightning Grade の設定変更
Configuration/Lightning 左図をクリックすると下記画像が表示されます。

Lightning Grade で自動設定される、パラメーターの設定を変更することができます。
Pinhole AU

ピンホールサイズ（XY、Z Oversampling に影響します）

XY

XY 平面での分解能（Pixel size）

OversamplingZ

Z での分解能OversamplingLine Average /PMT や HyD（Standard Mode）のときは Averaging の回数Accumulation

HyD（Counting Mode）のときには Accumulation の回数

Speed

画像取得時のスキャンスピード10