Digital Blood Pressure Monitor

Model UA-705
Instruction Manual
Original

Manuel d’instructions
Traduction

Manual de Instrucciones
Traducción

Manuale di Istruzioni
Traduzione

使用手冊

翻譯

1WMPD4000988D

Indice
Alla Nostra Cara Clientela ..............................................................................1
Norme Precauzionali......................................................................................1
Precauzioni ....................................................................................................2
Identificazione Delle Parti ..............................................................................3
Simboli...........................................................................................................4
Utilizzo del Monitor .......................................................................................5Come installare / cambiare la batteria .....................................................5Come collegare il tubo di aria ..................................................................5Come scegliere il bracciale corretto .........................................................6
Applicazione del bracciale........................................................................7
Istruzioni per l’esecuzione di misurazioni corrette..................................7
Misurazione (operazione).........................................................................7
Dopo la misura.........................................................................................7
Misurazioni ....................................................................................................8
Misura e salvataggio dei dati....................................................................8
Note per una misurazione corretta ..........................................................9
Modalità di Operazione................................................................................10
Indicatore Classificazione OMS....................................................................10
Indicatore a Barre di Pressione.....................................................................10
Cosa è un Battito Cardiaco Irregolare?.........................................................11
Parlando di Pressione Sanguigna.................................................................11
Cosa si intende per pressione sanguigna?.............................................11
Cosa si intende per ipertensione e come si controlla? ...........................11
Perché misurare la pressione sanguigna a domicilio?............................11
Classifica della pressione sanguigna da parte di “OMS”.........................12
Variazioni della pressione sanguigna.....................................................12
Localizazzazione Guasti ..............................................................................13
Manutenzione ..............................................................................................13
Dati Tecnici ..................................................................................................14

Alla Nostra Cara Clientela
Congratulazioni per l’acquisto del nostro Monitor della Pressione Sanguigna
A&D, uno dei dispositivi più avanzati che sia disponibile attualmente nel mercato.
Concepito per una facilità di uso ed alta precisione, il nostro prodotto Vi aiuterà acontrollare la Vostra pressione sanguigna ogni giorno.
Vi raccomandiamo di leggere con cura questo manuale prima di utilizzarlo
per la prima volta.

Norme Precauzionali
Il dispositivo è conforme alla Direttiva Europea CEE 93/42 per i Prodotti ad utilizzo
medico. Quanto sopra è evidenziato dal marchio di conformità.
(0123: Numero di riferimento per l'ente che riceve la notifica)
Italiano 1

Il presente dispositivo deve essebe utilizzato da parte di persone adulte, non dineonati o bambini.
Ambiente d'utilizzo: il dispositivo è idoneo per utilizzo in ambienti di assistenza
sanitaria domestici.
Il dispositivo è progettato per misurare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca
di soggetti umani a fini diagnostici.

Precauzioni
Il presente dispositivo è stato realizzato utilizzando componenti di precisione. Si raccomanda
di evitare condizioni estreme di temperatura, umidità, luce solare diretta, urti o polvere.
Pulire il dispositivo utilizzando un panno soffice ed asciutto. Evitare l’utilizzo di solventi, alcool,benzine o panni umidi.
Evitare di piegare eccessivamente il bracciale o di depositare il tubo avvolto per lunghi periodi,
poiché quanto sopra potrebbe ridurre la durata dei componenti.
Il dispositivo ed il bracciale a pressione non sono impermeabili. Evitare che pioggia, sudore
ed acqua possano inumidirli.
Nel caso in cui il dispositivo sia utilizzato in prossimità di un apparecchio televisivo, un forno amicroonde, un cellulare, raggi X o di altri dispositivi con forti campi elettrici, le misurazioni
potrebbero non risultare precise.
Le apparecchiature, le parti e le batterie usate non devo no essere trattate quali normali rifiuti
domestici. Devono quindi essere smaltiti in conformità alle normative in vigore.

Quando si utilizza l'alimentatore a rete elettrica, assicurarsi che questo sia facilmentescollegabile dalla presa elettrica in caso di necessità.
Quando si riutilizza il dispositivo, verificare che sia pulito.
Non modificare il dispositivo. L'apporto di modifiche può causare incidenti o danni al
dispositivo stesso.
Per misurare la pressione sanguigna, il braccio deve essere stretto dal bracciale a
una pressione sufficiente a interrompere temporaneamente il flusso sanguigno
nell'arteria. Ciò può causare dolore, intorpidimento o lasciare temporaneamente un
segno rosso sul braccio, in particolare se la misurazione viene ripetuta più volte diseguito. Il dolore, l'intorpidimento o i segni rossi che possono eventualmente
verificarsi scompaiono dopo breve tempo.

Controindicazioni

Di seguito sono indicate le precauzioni da osservare per il corretto utilizzo del dispositivo.
Non applicare il bracciale a un paziente già collegato a un altro dispositivo medico. Il
dispositivo potrebbe non funzionare correttamente.
Le persone affette da grave deficit circolatorio al braccio devono consultare un
medico prima di utilizzare il dispositivo, al fine di evitare problemi medici.
Non eseguire auto-diagnosi dei risultati delle misurazioni, né iniziare trattamenti inautonomia. Per la valutazione dei risultati ed eventuali trattamenti, rivolgersi sempre al
medico.
Non applicare il bracciale se il braccio presenta ferite non cicatrizzate.
Non applicare il bracciale in caso di terapia con flebo o trasfusioni di sangue eseguite
al braccio del paziente. Pericolo di lesioni o incidenti.
Non utilizzare il dispositivo in ambienti in cui siano presenti gas infiammabili, quali i
Italiano 2

gas anestetici. Pericolo di esplosione.
Non utilizzare il dispositivo in ambienti con concentrazioni molto elevate di ossigeno,
quali camere iperbariche o tende a ossigeno. Pericolo di incendio o esplosione.

Identificazione Delle Parti
Display

Presa d’aria
Spina attacco aria

Pulsante START

Valvola di scarico

Tubo dell’aria

Bulbo di gomma

Artery position markGamma adatta adeguata
Indicatore di indice

Bracciale

Coperchio vano batterie
Vano batterie

Batterie 1,5 V(R6P o LR6 o AA)

Parti del Display

Indicazione del cuore
Pressione sistolica

Memoria

Pressione diastolica

Indicatore dipressione e indicatore diclassificazione OMS

Battiti cardiaci
Simbolo di scarico dell’aria(sgonfiamento della fascia da polso)

Indicatore batterie
Indicatore I.H.B.
(indicatore di battito cardiaco irregolare)
Italiano 3

Indica che la misura è in corso.
Lampeggia al rilevamento del battito.

Simboli
SimboliFunzione/Significato
Interruttore di accensione e di attesa(standby)
Guida all'installazione delle batterie
Tipo BF: dispositivo, bracciale e tubettisono stati progettati al fine di garantire
una protezione particolare contro
eventuali scosse elettriche.
Indica che la misura è in corso.
Lampeggia al rilevamento del battito.

Indicatore di battito cardiaco
irregolare.
Questo indicatore mostra l’eventuale
rilevamento di aritmia oppure di un
eccessivo movimento del corpo
durante la sessione di misura.
Lampeggia quando c’è aria
residuale nel bracciale al momentodella messa in funzionamento.
Lampeggia alla fine dellamisurazione fino a che venga
completato lo scarico.
Lampeggia quando lapressurizzazione è insufficiente e
non consente quindi l’esecuzionedella misura.
Misurazioni precedenti memorizzate
nella memoria di ogni pulsante.
Indicatore dell'alimentazione della
Full Battery batteria durante la misurazione
Qualora lampeggi, indica che le
low Battery batterie sono scariche
Valore della pressione irregolare, acausa di movimenti durante la
misurazione.
Le misurazioni sistoliche e diastoliche
rientrano nel valore di 10 mmHg l’una
dall’altra.
Il valore di pressione non è aumentato
durante u insufflazione
Il bracciale non è allacciato in modo
corretto.
Il battito non è stato rilevato in modo
PUL. DISPLAY ERROR corretto
Italiano 4

Azione raccomandata

La misurazione è in corso.
Rimanere quanto più
possibile fermi.

Premere il pulsante dellavalvola di scarico per
scaricare l’aria dalbracciale.
Pompare l’aria nel
bracciale usando il bulbo
di aria.

Quando lampeggia sostituite
la batteria con una nuova.
Rieseguire la misurazione.
Mantenersi quanto possibile
fermi durante la misurazione.
Controllare il bracciale e laspina attacco del tubo di aria.
Allacciare adeguatamente il
bracciale e rieseguire la
misurazione.

SimboliSN

Funzione/Significato
Etichetta Direttiva CE sui dispositivi
medici.
Rappresentante UE
Produttore
Data di produzione
Etichetta Direttiva WEEE (direttiva
Europea di smalitmento dei dispositivi
elettrici ed elettronici)
Consultare il manuale/l'opuscolo di
istruzioni
Numero di matricola

Azione raccomandata

Utilizzo del Monitor
Come installare / cambiare la batteria

Procedura 3

1. Rimuovere il coperchio dell’alloggio dellabatteria.
2. Inserire la nuova batteria nell’alloggio dellabatteria come indicato, rispettando le polarità(+) e (-). Utilizzare solo una batteria R6P, LR6,
AA o equivalente.
3. Chiudere il coperchio dell’alloggio della batteria.

Procedura 1

Procedura 2
ATTENZIONE
Inserite la batteria nel relativo vano come indicato in figura. Inserendola in modo
non corretto l’apparecchio non funzionerà.
Quando(simbolo LOW BATTERY) lampeggia, sostituite la batteria con una nuova.
Se la batteria è scarica,(simbolo LOW BATTERY) non appare.
La durata delle batterie varia in funzione della temperatura ambiente e può ridursi
alle basse temperature.
Impiegate solamente batterie del tipo specificato. La batteria fornita conl’apparecchio ha il solo scopo di comprovarne il funzionamento e la sua durata
potrebbe essere ridotta.
Rimuovete la batteria qualora non intendiate utilizzare l’apparecchio per lungo tempo.
In caso contrario potrebbe fuoriuscirne il liquido contenuto, eventualmentecausando malfunzionamenti.
Quando si rimuove la batteria i dati memorizzati Tubo dell’aria
nell’apparecchio si cancellano.
Spina attacco d’aria
Come collegare il tubo di aria
Inserire fermamente la spina del connecttore
dell’aria nella presa dell’aria.

Italiano 5

Presa d’ariaUtilizzo del Monitor
Come scegliere il bracciale corretto

L’uso della dimensione corretta di un bracciale è importante per una lettura
precisa. Se il bracciale non presenta la dimensione corretta, la lettura potrebbe
presentare un valore incorretto della pressione sanguigna.
La dimensione del braccio è stampata su ogni bracciale.
L’indicee la gamma adatta adeguata sul bracciale indicano se è stato
attaccato il bracciale corretto. (Riferirsi alla sezione “Applicazione del bracciale”
alla pagina seguente.
Se l’indiceviene diretto fuori della gamma, si raccomanda l’acquisto di un
bracciale appropriato (consultare la tabella sottostante).
Il bracciale è un prodotto di normale consumo. In caso di usura, acquistarne uno nuovo.

Dimensione del braccio Dimensione raccomandata del bracciale No. di ordinazione
32 cm a 45 cm
Bracciale grande
CUF-D-LA
22 cm a 32 cm
Bracciale medio
CUF-D-A
Determinazione circonferenza del braccio: si misura a metà tra spalla e gomito.
Nota: il modello UA-705 non è indicato per l'uso con il bracciale piccolo per adulti.

Simboli stampati sul bracciale
Azione raccomandata
Posizionare il simbolo
sull’arteria del braccio o in
Simbolo di indicazione posizione arteria brachiale allineamento con il ditoanulare nella parte internadel braccio.
IndiceREF Numero di catalogo
Gamma adatta a bracciale per adulti.
È stampato sul bracciale per adulti.
Gamma di utilizzo del bracciale grande per
Utilizzare il bracciale grande
adulti.Gamma superiore stampata sul bracciale
per adulti anziché il bracciale
per adulti.
per adulti
Gamma adatta a bracciale grande per adulti.
È stampato sul bracciale grande per adulti.
Gamma inferiore stampata sul bracciale per adulti.
Utilizzare il bracciale per
Gamma di utilizzo del bracciale per adulti.
adulti anziché il braccialeÈ stampato sul bracciale grande per adulti.
grande per adulti.
Numero di lotto
Indicatore di scelta del bracciale
Bracciale grande per adulti
SimboliFunzione/Significato

Bracciale per adulti
Italiano 6

Utilizzo del Monitor
Applicazione del bracciale

1. Avvolgere il bracciale intorno al braccio
superiore, per circa 1 - 2 centimetri sopra
il gomito, come indicato. Disporre il
bracciale direttamente a contatio con lapelle, perché i vestiti possono causare
errore di misura.

Arrotolare la manica evitando di
stringere troppe il braccio
Bracciale
1-2 cm2. La compressione ai bracci superiori
causata quando si tira sulla manica dellacamicia, può impedire una lettura esatta.

Simbolo di indicazione
posizione arteria brachiale

3. Confermare che l'indiceè diretto
all'interno della gamma adatta adeguata.

Avvolgere il bracciale
saldamente
Tubo
prolunga

Istruzioni per l’esecuzione dimisurazioni corrette

A garanzia della miglior precisione nelle Simbolo e gamma adatta adeguata
misurazioni della pressione sanguigna:
Sedersi comodamente su una sedia. Appoggiare il braccio sul tavolo. Non
incrociare le gambe. Tenere i piedi appoggiati al suolo e raddrizzare il dorso.
Prima di procedere alla misurazione, rilassarsi per 5-10 minuti.
Mettere il bracciale alla stessa altezza del vostro cuore.
Durante la misurazione, mantenersi fermi e tranquilli.
Non effettuare la misurazione subito dopo aver eseguito esercizi fisico o aver
fatto il bagno. In tali casi, riposare per venti-trenta minuti prima di procedere alla
misurazione.
Provare a misurare la vostra pressione sanguigna quotidianamente,approssimativamente alla stessa ora.

Misurazione (operazione)

Durante la misurazione, è sentire il bracciale a pressione stringere forte.
Selezionare una modalità di misurazione (operazione del dispositivo)
Misurazione normale con dati memorizzati:.......................Premere il pulsante START .
Richiamo dei dati: ...Premere e tenere premuto il pulsante START per richiamare i dati.
Per cancellare i dati: .................................. Rimuovete la batteria e quindi reinseritela.

Dopo la misuraUna volta completata la sessione di misura, rimuovete la fascia da polso, salvate i dati
ottenuti e quindi premete il tasto START in modo da spegnere l’apparecchio.
Note: L'apparecchio prevede una funzione d'interruzione automatica dell'alimentazione, che disattiva automaticamente l'alimentazione, un minuto dopo lamisurazione. Dovete lasciare passare almeno tre minuti, fra le misure sulla
stessa persona. E’consigliabile lasciar passare almeno 3 minuti prima dieffettuare una nuova misura sulla stessa persona.
Italiano 7

Misurazioni

Misura e salvataggio dei dati

1. Posizionare il bracciale sul braccio (preferibilmente sul braccio sinistro).
Durante la sessione di misura rimanete sedutisenza muovervi.
2. Premere il pulsante START (AVVIO).
Al livello del cuore
Il cicalino suona ed appaiono inoltre per un istante
Uno dei pulsantila media delle pressioni sanguigne, la
START (AVVIO)
classificazione WHO ed il numero degli ultimi dati.
Quando l’indicazione "0" sta lampeggiando, il Dati medi
dispositivo è pronto per la misura. Se l’indicatoreè visualizzato, il bracciale presenta un po’ Numero di dati
d’aria bloccata in esso. Premere il pulsante della
venga
valvola di scarico fino a che l’indicatore
visualizzato.
Si avvia il gonfiaggio
3. Premere il bracciale comprimendo il bulbo digomma.
Appaiono sullo schermo la barra indicatrice dellapressione e l’attuale pressione sanguigna.
Smettere di comprimere il bulbo di gomma
sparisce.
quando l’indicatore
Pressurizzazione
Nota: In qualsiasi istante desideriate interrompere il
gonfiaggio, cessate di premere la palla digomma ed inoltre premete il pulsante dellavalvola di scarico in modo da espellere tutta
l’aria contenuta nella fascia da polso.
4. Una volta completato il gonfiaggio, si avvia
automaticamente lo sgonfiamento, il cicalino(simbolo del cuore) inizia asuona ed inoltre
lampeggiare, indicando che vi è una misura incorso. Non appena il battito viene rilevato, ilsimbolo inizia a lampeggiare ed il cicalino asuonare in sincronia con ciascuna pulsazione.
5. Al termine della misura suona il cicalino ed
appare inoltre il simbolo . Lo schermo mostracosì le letture di pressione sistolica e diastolica
nonché il battito del polso.
6. Premere il pulsante della valvola discarico completamente per liberare l'aria
dal bracciale.
Quando una misura è effettuata con
saràpressione insufficiente, l’indicatore
visualizzato. Pressurizzare nuovamente il
bracciale ad una pressione. Smettere dicomprimere il bulbo di gomma quando
Italiano 8

Misura in corso
Pressione sistolica
Pressione diastolica
Classifica OMS
Battiti/min
Liberando aria
dal bracciale

Premere la valvola di scarico
Pulsante START (AVVIO)

l’indicatore
sparisce.
Quando una misura è effettuata con un impulso difettoso o in un ambiente molto.
rumoroso, si visualizzerà ,7. Scollegando l’alimentazione
Premere il pulsante START per spegnere l'alimentazione. Il dispositivo passa inmodalità Standby.
8. Misure successive
Se una misura successiva è richiesta, scollegare l'alimentazione e collegarlanuovamente. Quando "0" è visualizzato, il dispositivo è pronto per un'altra misura.
Nota: Lasciare passare almeno tre minuti fra le misure sulla stessa persona.
9. Funzione di interruzione automatica dell’alimentazione
Se il dispositivo è lasciato attivato dopo una misura, si disattiverà automaticamente
dopo circa un minuto. Può essere disattivato in qualunque momento premendo il
pulsante START .

Note per una misurazione corretta

Sedersi in una posizione comoda. Disporre il braccio da usare per la misurazione
sul tavol o su altro supporto in modo che il bracciale sia messo alla stessa altezza delvostro cuore.
Rilassarsi per circa cinque - dieci minuti prima di effettuare un'altra misurazione. Se
siete eccitati o emoelowati, la misurazione rifletterà questa situazione, con un valoredi lettura più alto (o più basso) rispetto al valore della pressione sanguigna normale, ela frequenza cardiaca sarà solitamente più alta del normale.
La vostra pressione sanguigna varia costantemente, secondo che cosa state
facendo e che cosa avete mangiato. Ciò che avete bevuto può avere un effetto
molto forte e veloce sulla vostra pressione sanguigna.
Questo apparecchio basa le relative misurazioni sul battito del cuore. Se avete unbattito molto debole o irregolare del cuore, l’apparecchio può avere delle difficoltà per
determinare la vostra pressione sanguigna.
All’eventuale rilevamento di una condizione anomala l’apparecchio arresta la
misura e visualizza inoltre un simbolo di errore. Per la descrizione dei vari simboli
di errore consultate la pagina 4.
Questo misuratore di pressione è stato concepito per l’utilizzo esclusivo su
persone adulte. Prima di utilizzarlo sui bambini consultate un medico.
L’apparecchio non deve essere lasciato nelle mani dei bambini senza adeguata
supervisione.

Italiano 9

Modalità di Operazione
Misura e salvataggio dei dati (vedere a pagina 8)

Premere il pulsante START . La pressione sanguigna viene misurata e i dati
vengono memorizzati nel dispositivo. Vengono memorizzati gli ultimi trenta gruppi didati per ogni pulsante.

Premere e tenere premuto il
pulsante START .
Premere e tenere premuto il pulsante START
Numero di dati
per richiamare i dati. I dati memorizzati vengono
visualizzati automaticamente nell’ordine partendo
dall’ultimo dato.
Alternazione

Richiamo dei dati

Per cancellare i dati
Per cancellare tutti i dati rimuovete la batteria.
Quindi reinseritela.

Dati memorizzati

Indicatore Classificazione OMS
Ii sei segmenti dell’indicatore a barre corris-pondono alla classifica della pressione
sanguigna OMS come descritto nella pagina seguente.
Indicatore di classificazione OMS
Ipertensione severa
Ipertensione moderata
Ipertensione lieve
Alta-normale
NormaleOttimale

Esempio:

Ipertensione moderata: L’indicatore mostra un segmento sullabase dei dati correnti, in corrispondenza
alla Classifica OMS.

Indicatore a Barre di Pressione
L’indicatore controlla il prog- resso dellapressione durante la misurazione.

Pressurizzazione Depressurizzazione

Gonfiamento in corso
Gonfiamento completato
Misurazione in corso

Italiano10

Cosa è un Battito Cardiaco Irregolare?
Il Monitor della Pressione Sanguigna modello UA-705 fornisce le misurazionidella pressione sanguigna e del battito cardiaco anche se si verifica un battito
irregolare. Un battito cardiaco irregolare viene definito come un battito del polso
che varia di 25% dalla media di tutti i battiti cardiaci durante la misurazione dellapressione sanguigna. È importante rilassarsi, rimanere fermi e non parlare
durante le misurazioni.
Nota: Vi raccomandiamo di contattare il vostro medico se viene indicato.
frequentemente questo simbolo

Parlando di Pressione Sanguigna
Cosa si intende per pressione sanguigna?

La pressione sanguigna è la forza esercitata dal sangue contro le pareti delle arterie.
La pressione sistolica si verifica nel momento in cui il cuore si contrae. La pressione
diastolica si verifica quando il cuore si dilata.
La pressione sanguigna viene misurata in millimetri di mercurio (mmHg). La
pressione sanguigna naturale è rappresentata dalla pressione base misurata diprima mattina, a riposo e prima di assumere qualsiasi cibo o bevanda.

Cosa si intende per ipertensione e come si controlla?

L'ipertensione è una pressione sanguigna arteriosa alta rispetto ai livelli normali che,se non sottoposta a controlli, può essere causa di diversi problemi di salute, ivi inclusi
attacchi cardiaci. È possibile tenere sotto controllo l’ipertensione variando lo stile divita, evitando situazione di stress, con appositi farmaci secondo prescrizione medica.
Per prevenire l’ipertensione o per tenerla sotto controllo:
Non fumare.
Eseguire esercizi a cadenza regolare.
Ridurre l’uso di sale ed evitare cibi grassi. Sottoporsi a check-up fisici regolari.
Mantenere il proprio peso a livelli ottimali.

Perché misurare la pressione sanguigna a domicilio?

La pressione sanguigna misurata in clinica o presso uno studio medico può esserecausa di stati d'ansia che possono portare a letture elevate, con livelli 25 - 30 mmHg
superiori rispetto ai livelli riscontrabili in caso di misurazioni eseguite a domicilio. La
misurazione eseguita a domicilio riduce gli effetti negativi sulle letture della pressione
sanguigna, dovuti a influenze esterne, integra le letture mediche e fornisce uno
storico sulla pressione sanguigna più accurato e completo.

Italiano11Materiale di riferimento:rivista sull’lpertensione, 1999, volume 17, nr.2
Ipertensione di 3° grado (grave)

Gli standard per l’analisi dellapressione
sanguigna
alta,indipendentemente dall’età, sono
stati stabiliti dal Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS),
come mostrato nella tabellariportata a destra.

Variazioni della pressione
sanguigna

Pressione sanguigna diastolica

Classifica della pressione
sanguigna da parte di “OMS”

Ipertensione di 2° grado (modesta)
Ipertensione di 1° grado(leggera)
Alta-normale
NormaleOttimalePressione sanguigna sistolica
Fluttuazzione tipica nell’arco di un giorno(misirazione effettuata ogni cinque minuti)
mmHg
Sistolica
Pressione sanguigna diastolica

La pressione sanguigna di un paziente
può variare notevolmente su basequotidiana o stagionale. Può variare da
30 - 50 mmHg dovuto alle varie
circostanze durante il giorno. Nei pazienti
soggetti ad ipertensione, le variazioni
sono anche più pronunciate.
Normalmente, la pressione sanguigna
aumenta durante il lavoro o sbalza e
Diastolica
Sonno
scende ai minimi livelli durante il sonno.
Pertanto,
evitarediesserePomeriggio
Mattino Ora
eccessivamente preoccupati dai risultati
della misurazione.
Effettuare le misurazioni quotidianamente, alla stessa ora, procedendo comedescritto nel presente manuale, essendo a conoscenza della propria pressione
sanguigna normale. L’esecuzione di molte letture permette di ottenere uno storico
sulla pressione sanguigna più completo.
Annotare la data e l’ora della registrazione della pressione sanguigna. Consultare il
medico al fine di interpretare correttamente i dati relativi alla pressione sanguigna.

Italiano

12Localizazzazione Guasti
Problema
Causa probabile
Sul display, non La batteria è scarica.
viene
visualizzato
I poli delle batterie sono
nulla, nemmeno posizionati in modo errato.
all’accensione.
Il bracciale non è fissato inmodo adeguato.
Durante la fase di
Il dispositivo non misurazione, avete mosso il
esegue labraccio o il corpo.
misurazione. Le
letture mostrano La posizione del bracciale
valorinon è corretta.
eccessivamentealti o bassi.

Misura correttiva
Sostituitela con una nuova.
Reinserite la batteria orientandone lapolarità positiva e negativa inaccordo alle indicazioni predispostenel vano batteria.
Fissare il bracciale in modo adeguato.
Durante la fase di misurazione,
rimanere fermi e tranquilli.

Sedersi comodamente e rimanere
fermi.
Sollevare il braccio affinché il braccialesi posizioni allo stesso livello del cuore.
Nel caso in cui il battito cardiaco sia
molto debole o irregolare, il dispositivo
potrebbe trovare delle difficoltà nel
determinare la pressione sanguigna.
Il valore è diverso da quello Far riferimento al punto “Perché
misurato in clinica o presso lo misurare la pressione sanguigna astudio medico.
domicilio?”
Vari
Rimuovete la batteria. Reinseritela
correttamente e ripetete la misura.
Nota: Nel caso in cui le azioni sopra riportate non risolvano il problema, contattare il
rivenditore. Non tentare di aprire o riparare questo prodotto autonomamente,perché si rischia di invalidare la garanzia.

Manutenzione
Non aprire il dispositivo che include componenti elettrici delicati ed un sofisticato
impianto ad aria che potrebbero danneggiarsi. Nel caso in cui non riusciate arisolvere il problema anche dopo aver eseguito quanto riportato nelle istruzioni di cui
al capitolo Localizzazione guasti, richiedete un servizio di assistenza al vostro
fornitore o al reparto assistenza di A&D. Il gruppo di servizio A&D fornirà delle
informazioni tecniche, le unità ed i pezzi di ricambio ai fornitori autorizzati.
Il dispositivo è stato concepito e fabbricato per una lunga durata di servizio. Tuttavia si
raccomanda di fare controllare il Monitor ogni 2 anni, per garantire un funzionamentoe precisione normali. Contattare in questo caso il rivenditore autorizzato o A&D per lamanutenzione.

Italiano

13

Dati Tecnici
Tipo

UA-705

Metodo di misurazione

Misurazione oscillometrica

Range di misurazione

Pressione: 20-280 mmHg
Polso:
40-200 battiti/minuto

Precisione

Pressione: ±3 mmHg
Polso:±5%

Alimentazione

1 batterie da 1,5V (R6P, LR6 o AA)

Numero di misurazioni

In caso di utilizzo di batterie AA alcaline, circa 4000
misurazioni, con un valore di pressione di 180 mmHg
a una temperatura ambiente di 23°C

Classificazione

Dispositivo medico elettronico ad alimentazione
interna
Modalità di funzionamento continuo

Test clinici

In conformità ad ANSI / AAMI SP-10 1987

EMC

IEC 60601-1-2: 2007

Memoria dati

Ultime 30 misureCondizioni d’esercizioda +10°C a +40°C/ da RH 15% a RH 85%
da 800 hPa a 1060 hPa

Condizioni di trasporto/conservazione
da -10°C a + 60°C /da RH 15% a RH 85%
Dimensioni

Circa 81 (Larghezza) x 54 (Altezza) x 105 (Diametro)
mm, bracciale escluso

Peso:

Circa 120 g, batterie escluse

Parte applicata

Bracciale Tipop BF

Vita utile

Dispositivo: 5 anni (se utilizzato sei volte al giorno)
Bracciale: 2 anni (se utilizzato sei volte al giorno)

Accessori venduti separatamente
Bracciale
No. di ordinazione Dimensione raccomandata
del bracciale
CUF-D-LA
Bracciale grande
CUF-D-A
Bracciale medio

Dimensione delbraccio
32 cm a 45 cm
22 cm a 32 cm

Determinazione circonferenza del braccio: si misura a metà tra spalla e gomito.
Nota: Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso al
fine del loro miglioramento.
Sul nostro sito Web sono disponibili informazioni sulla tabella di EMC:
http://www.aandd.jp/products/manual/medical/emc_it.pdf
Italiano14

Asahi 1-243, Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409