Digital Blood Pressure Monitor

Model UA-1020
Instruction Manual

Original

Manuel d’instructions

Traduction

Manual de Instrucciones

Traducción

Manuale di Istruzioni

Traduzione

使用手冊

翻譯

1WMPD4002224F

Indice
Introduzione .......................................................................... 2
Norme precauzionali.............................................................. 2
Note per il corretto utilizzo .................................................... 2
Identificazione delle parti ...................................................... 4
Simboli .................................................................................. 5
Modalità operative ................................................................. 7
Preparazione del misuratore .................................................. 8
Installazione / Sostituzione delle batterie .............................. 8
Collegamento del bracciale allo strumento ............................ 9
Collegamento dell’alimentatore a rete elettrica ...................... 9
Regolazione dell'orologio incorporato .................................. 10
Come scegliere il bracciale corretto...................................... 11
Applicazione del bracciale .................................................... 11
Consigli per l’esecuzione di misurazioni corrette ................. 12
Durante la misura................................................................. 12
Dopo la misura ..................................................................... 12
Misurazione della pressione ................................................. 13
Misurazione standard ........................................................... 13
Misurazione con impostazione della pressione desiderata... 14
Misurazione con impostazione della pressione di gonfiaggio desiderata .... 14
Note per una misurazione corretta....................................... 15
Misurazione TriCheckTM ....................................................... 15
Come scegliere la modalità TriCheckTM ................................ 15
Misurazione in modalità TriCheckTM ..................................... 16
Richiamo delle misure memorizzate .................................... 17
Cosa è l’indicatore IHB/AFib? ............................................... 18
Cosa è l’AFib? ...................................................................... 18
Indicatore dinamico della pressione ..................................... 18
Indicatore di classificazione dell’O.M.S. ..................................... 18
Parlando di Pressione Arteriosa ............................................ 19
Cosa si intende per Pressione Arteriosa? .............................. 19
Cosa si intende per Ipertensione Arteriosa? ......................... 19
E come si controlla? .............................................................. 19
Perché è importante l’automisurazione al proprio domicilio?.... 19
Classificazione della pressione secondo le linee guida “O.M.S.” ..... 19
Localizzazione guasti .......................................................... 20
Manutenzione ...................................................................... 21
Dati tecnici .......................................................................... 21

Italiano 1

Introduzione
Gentile Cliente, la ringraziamo per aver acquistato il Misuratore Elettronicodella Pressione Arteriosa A&D, uno dei dispositivi attualmente più avanzati
disponibile nel mercato. Concepito per una facilità di uso ed alta precisione, il
nostro prodotto la aiuterà a controllare la pressione arteriosa quotidianamente.
Raccomandiamo di leggere con cura questo manuale prima di utilizzare il
misuratore per la prima volta.

Norme precauzionali
Il dispositivo è conforme alla Direttiva Europea CEE 93/42 per i Prodotti adutilizzo medico. Quanto sopra è evidenziato dal marchio di conformità.
(0123: Numero di riferimento dell'ente certificatore)
Il presente dispositivo deve essere utilizzato da parte di persone adulte, non dineonati o bambini.
Ambiente di utilizzo. Il dispositivo è idoneo per l’utilizzo da parte dell’utente inambienti di assistenza sanitaria domestici.
Il dispositivo è progettato per misurare la pressione sanguigna e la frequenza
cardiaca di soggetti umani a fini diagnostici.

Note per il corretto utilizzo
Il presente dispositivo è stato realizzato utilizzando componenti di precisione. Si
raccomanda di evitare condizioni estreme di temperatura, umidità, luce solare
diretta, urti o polvere.
Pulire il dispositivo e il bracciale utilizzando un panno morbido e asciutto o un
panno inumidito con acqua e detergente neutro. Non utilizzare mai alcool, benzene,
solventi o altri prodotti chimici aggressivi per pulire il dispositivo o il bracciale.
Evitare di piegare eccessivamente il bracciale o lasciare il tubo prolunga, avvolto
per troppo poiché si potrebbero danneggiare e compromettere l’attendibilità delle
rilevazioni.
Fare attenzione a evitare lo strangolamento accidentale di bambini o infanti con il tubo.
Durante la misurazione non attorcigliare il tubo prolunga, in quanto potrebbero
verificarsi delle lesioni dovute alla pressione continua nel bracciale.
Il dispositivo ed il bracciale non sono impermeabili. Evitare il contatto diretto
con acqua o liquidi che potrebbero comprometterne la durata.
Nel caso in cui il dispositivo sia utilizzato in prossimità di apparecchi televisivi,
forni a microonde, telefoni cellulari, macchinari a raggi X o di altri dispositivi con
forti campi elettrici, le misurazioni potrebbero non risultare precise.
I dispositivi per la comunicazione wireless, come i dispositivi delle reti
domestiche, i telefoni cellulari, i telefoni cordless e le loro stazioni base, iwalkie-talkie possono interferire con il funzionamento di questo Monitor della
Pressione Sanguigna. Di conseguenza, è consigliabile mantenere una distanza
minima di 30 cm da tali dispositivi.
Lo strumento, tutte le sue parti e le batterie esaurite non devono essere trattatecome normali rifiuti domestici, ma vanno smaltiti in conformità alle normative
ambientali in vigore.
Quando si utilizza l'alimentatore a rete elettrica, assicurarsi che questo sia
facilmente scollegabile dalla presa elettrica in caso di necessità.
Italiano 2

Quando si riutilizza il dispositivo, verificare che sia pulito.
Non modificare il dispositivo. L'apporto di modifiche può causare incidenti o danni
al dispositivo stesso.
Per misurare la pressione sanguigna, il braccio deve essere stretto dal bracciale a una
pressione sufficiente a interrompere temporaneamente il flusso sanguigno nell'arteria.
Ciò può causare dolore, intorpidimento o lasciare temporaneamente un segno rosso
sul braccio, in particolare se la misurazione viene ripetuta più volte di seguito.
Il dolore, l'intorpidimento o i segni rossi che possono eventualmente verificarsi
scompaiono dopo breve tempo.
Misurazioni della pressione sanguigna troppo frequenti possono provocare danni alpaziente a causa delle interferenze con il flusso sanguigno. In caso di uso ripetutodel dispositivo, assicurarsi che il funzionamento del misuratore non comporti una
prolungata compromissione della circolazione sanguigna.
Non sono stati condotti test clinici sui neonati e le donne in gravidanza. Nonusare su neonati o donne in gravidanza.
Se si è stati sottoposti a mastectomia, rivolgersi a un medico prima di utilizzare
il dispositivo.
Evitare che i bambini usino il dispositivo senza sorveglianza e tenere il dispositivo
fuori dalla loro portata. In caso contrario, si potrebbero causare incidente o danni.
Presenta piccole parti che possono causare soffocamento se ingerite
inavvertitamente dai bambini.
Non toccare contemporaneamente le batterie, il jack a CC e il paziente. Possono
risultarne scosse elettriche.
Scollegare l’adattatore C.a. quando non lo si usa durante la misurazione.
L’utilizzo di accessori non indicati in questo manuale potrebbe compromettere la
sicurezza.
In caso di cortocircuito della batteria, la suddette potrebbe riscaldarsi e causare
potenzialmente delle ustioni.
Consentire al dispositivo di adattarsi all’ambiente circostante, prima dell’uso(circa un’ora).
Non gonfiare senza avvolgere il bracciale attorno al braccio.

Controindicazioni
Di seguito sono indicate le precauzioni da osservare per il corretto utilizzo del dispositivo.
Non applicare il bracciale a un paziente già collegato a un altro dispositivo medico.
Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente.
Le persone affette da grave deficit circolatorio al braccio devono consultare un
medico prima di utilizzare il dispositivo, al fine di evitare problemi medici.
Non eseguire auto-diagnosi dei risultati delle misurazioni, né iniziare trattamenti
in autonomia. Per la valutazione dei risultati ed eventuali trattamenti, rivolgersi
sempre al medico.
Non applicare il bracciale se il braccio presenta ferite non cicatrizzate.
Non applicare il bracciale in caso di terapia con flebo o trasfusioni di sangue
eseguite al braccio del paziente. Pericolo di lesioni o incidenti.
Non utilizzare il dispositivo in ambienti in cui siano presenti gas infiammabili,
quali i gas anestetici. Pericolo di esplosione.
Non utilizzare il dispositivo in ambienti con concentrazioni molto elevate diossigeno, quali camere iperbariche o tende a ossigeno. Pericolo di incendio oesplosione.

Italiano 3

Identificazione delle parti
Jack a CC

Display a cristalli liquidi

Pulsante

Spina innesto aria

Pulsante

Pulsante

Bracciale

CONFIGUAZIONE

Pulsante START (AVVIO)
Tubo prolunga

Presa d’aria

Vano batterie

Coperchio vano batterie

Batterie da 1,5 V(R6P, LR6 o AA)

Particolari del Display
MEMORIA

Valori medi

Impostazioni di pressione

Simbolo IHB/AFib

Simbolo di errore diposizionamento del bracciale

Pressione sistolica

Simbolo di errore di movimento
Simbolo TriCheckTM
Simbolo del cuore(Indicazione misura in corso)

Pressione diastolica

Indicatore di classificazione OMS
e indicatore di pressione

Frequenza cardiaca

Indicatore batterie
Simbolo AM / PM
Italiano 4

Orologio

Simboli
Simboli impressi sulla confezione del dispositivo
Simboli

SN

EC

REP

Funzione / Significato
Posizionare l’apparecchio in modalità standby, quindi collegarlo.
Guida all'installazione delle batterie
Corrente continua
Numero di matricola
Data di produzione
Tipo BF: dispositivo, bracciale e tubi sono stati progettati al fine digarantire una protezione particolare contro eventuali scosse elettriche.
Etichetta Direttiva CE sui dispositivi medici
Etichetta Direttiva RAEE (direttiva Europea di smaltimento dei
dispositivi elettrici ed elettronici)
Produttore
Rappresentante UE
Consultare il manuale / l'opuscolo di istruzioni
Polarità del jack a CC

IP

Simbolo internazionale di protezione
Mantenere asciutto

Simboli visualizzati sul display
SimboliFunzione / Significato
Azione raccomandata
Indicazione visualizzata durante la fase La misurazione è in corso.
di misurazione. Lampeggia durante il
Rimanere quanto più
possibile fermi e rilassati
rilevamento della frequenza cardiaca.
Simbolo IHB/AFib
Indicazione visualizzata se viene
rilevato un battito cardiaco irregolare.
Potrebbe illuminarsi se viene rilevata
una leggerissima vibrazione come unbrivido o un tremore.
La modalità TriCheckTM consente dieseguire automaticamente tre
misurazioni consecutive e divisualizzarne i valori medi.
La lettura potrebbe
presentare un valore
incorretto.
Simbolo visualizzato se viene rilevato
un movimento corporeo o del braccio. Ripetere la misurazione.
Rimanere quanto possibile
fermi e rilassati.

Italiano 5

Simboli

Funzione / Significato
Simbolo visualizzato in fase dimisurazione se il bracciale è allentato.

Azione raccomandata
La lettura potrebbe
presentare un valore
incorretto.
Applicare e stringere
adeguatamente il bracciale
e ripetere la misurazione.

Misurazioni precedenti MEMORIZZATE.
Valori medi
BATTERIE CARICHE
Indicatore di stato di carica delle batterie
durante la misurazione.
BATTERIE SCARICHE
Indicatore di batterie in esaurimento.

SYS
DIA
PUL
AM
PM

Qualora l’indicatore
lampeggi, sostituire tutte lebatterie.
Ripetere la misurazione.
Rimanere quanto possibile
fermi e rilassati

Valori della pressione non corretti acausa di movimenti durante la
misurazione.
Differenza tra pressione sistolica ediastolica inferiore a 10 mmHg.
Pressione di gonfiaggio non sufficiente.
Applicare e stringere
Il bracciale non è applicato in modo
adeguatamente il braccialecorretto.
e ripetere la misurazione.
ERRORE VISUAL. POLSO
Il battito cardiaco non è stato rilevato inmodo corretto.
Rimuovere le batterie epremere il pulsante START
Errore interno del misuratore di(AVVIO), quindi reinstallarepressione arteriosa
le batterie. Se l’errore
persiste, contattare il
rivenditore.
Pressione arteriosa sistolica in mmHg
Pressione arteriosa diastolica in mmHg
Battiti cardiaci al minuto
Appare visualizzando i dati medi.
Dati rilevati tra le 4:00 e le 9:59.
Appare visualizzando i dati medi.
Dati rilevati tra le 18:00 e le 1:59.
Impostazioni di pressione
Indica il valore della pressione
precedentemente impostato dall’utente.

Italiano 6

Modalità operative
1. Misurazione normale con memorizzazione dei dati
Premere il pulsante START . La pressione arteriosa viene misurata e i dati sono
memorizzati nel dispositivo. Sono memorizzati automaticamente gli ultimi 90
valori di pressione.

2. Richiamo dei dati
Premere il pulsanteo
per richiamare idati. Vengono visualizzati i valori medi di tutte
le misurazioni, come mostrato nella figura adestra.
Quindi, ogni volta che si preme il pulsante ,le misure memorizzate vengono visualizzate
come segue.
Media di tutte le misurazioni AM (antimeridiane)
rilevate tra le ore 4:00 e 9:59.
Media di tutte le misurazioni PM (postmeridiane)
rilevate tra le ore 18:00 e 1:59.
Dati più recenti (No.n, nell’esempio, No.35)
Ultimi dati (No.1)
Per i dettagli su come richiamare i dati,
consultare “Richiamo delle misurememorizzate”.

3. Per eliminare tutti i dati memorizzati
Premere entrambi i pulsantie . Vengono
visualizzati il simbolo
e l’indicatore batterie. Per
eliminare tutti i dati memorizzati, premere e tenere
premuti entrambi i pulsantiefinché il simbolo
luminoso
inizia a lampeggiare.

4. Misurazione con impostazione della pressione di gonfiaggio
desiderata
Vedere descrizione completa a pagina 14.
Italiano 7

Preparazione del misuratore
Installazione / Sostituzione delle batterie
1. Rimuovere il coperchio del vano batterie.
2. Rimuovere le batterie esaurite ed inserire
le nuove batterie, rispettando le polarità(+ e -) come indicato nella figura a lato.
Utilizzare esclusivamente batterie R6P,
LR6 o AA.

Procedura 1
Procedura 3

Procedura 1

Procedura 2

3. Chiudere il coperchio del vano batterie.

ATTENZIONE
Inserire le batterie come indicato nel vano porta batterie. In caso contrario,
l'apparecchio non funzionerà.
Quando il simbolo(BATTERIE SCARICHE) lampeggia sul display, sostituire
tutte le batterie. Non mischiare batterie nuove con batterie usate, per evitare diridurre la durata delle batterie o causare malfunzionamenti del dispositivo.
Spento il dispositivo, attendere almeno due secondi per sostituire le batterie.
(BATTERIE SCARICHE) viene visualizzato anche dopo averSe il simbolo
sostituito le batterie, eseguire una misurazione della pressione arteriosa. Il
dispositivo è in seguito in grado di riconoscere le batterie nuove.
Il simbolo(BATTERIE SCARICHE) non viene visualizzato in caso di batteriecompletamente esaurite.
La durata delle batterie varia in base alla temperatura ambiente e potrebbe risultare
ridotta in caso di esposizione a basse temperature. In genere, quattro batterie LR6nuove durano circa un anno, quando vengono utilizzate due volte ogni giorno per lamisurazione.
Utilizzare solamente le batterie del tipo specificato. Le batterie fornite in dotazione
al dispositivo sono a solo scopo di prova delle prestazioni del monitor e la loro durata
potrebbe essere breve.
Togliere le batterie nel caso in cui il dispositivo non sia utilizzato per lungo tempo.
Le batterie potrebbero infatti essere soggette a perdite, causando quindi dei
malfunzionamenti.

Italiano 8

Preparazione del misuratore
Collegamento del bracciale allo strumento
Inserire fermamente la spina innesto
aria nella presa d’aria.

Presa d’aria

Spina innesto aria

Collegamento dell’alimentatore a rete elettrica
Inserire la spina dell’alimentatore nel
jack a CC.
Inserire successivamente l’alimentatore
nella presa elettrica.

Spina dell’alimentatore

Utilizzare l’alimentatore a rete elettrica
Jack a CC
specificato. (Consultare pagina 22.)
Per scollegare l’alimentatore dalla presa elettrica, afferrare e rimuovere il corpo
dell’alimentatore dalla presa.
Per scollegare la spina dell’alimentatore dal Misuratore Elettronico Della
Pressione Arteriosa, afferrare ed estrarre la spina dell’alimentatore dal
misuratore.

Italiano 9

Preparazione del misuratore
Regolazione dell'orologio incorporato

PremereRegolare l'orologio prima dell'uso.

o

1. Premere il pulsante CONFIGURAZIONE finché
le cifre iniziano a lampeggiare.

Anno

2. Agendo sul pulsanteo , selezionare l'anno.
Premere il pulsante CONFIGURAZIONE per
impostare l'anno attuale e conseguentemente
per selezionare il mese ed il giorno. La data puòessere impostata tra gli anni 2010 e 2059
3. Agendo sul pulsanteo , selezionare il mese.
Premere il pulsante CONFIGURAZIONE per
impostare il mese attuale e conseguentemente
per selezionare il giorno.

Giorno4. Agendo sul pulsanteo , selezionare il giorno.
Premere il pulsante CONFIGURAZIONE per
impostare il giorno attuale e conseguentemente
per selezionare l'ora ed i minuti.

o

o
Ora

5. Agendo sul pulsanteo , selezionare l'ora.
Premere il pulsante CONFIGURAZIONE per
impostare l'ora attuale e conseguentemente perselezionare i minuti.
6. Agendo sul pulsanteo , selezionare i minuti.
(Premere il pulsante CONFIGURAZIONE perpassare alla modalità di impostazione dellapressione. Per i dettagli, consultare pagina 14).
Premere il pulsante START per spegnere il
dispositivo.

o
Mese

MinutioSpegnimento
Premendo il pulsante Modalità di
START il dispositivo si impostazione
spegne in qualunque della pressione
momento.

Nota: Dopo tre minuti di inattività, il dispositivo
si spegnerà automaticamente.
Quando non è stato impostato,
sull’orologio figurano le lineettemostrate sulla destra.
Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, l'orologio non è regolato.
Se il dispositivo rimane scollegato dall'alimentazione per più di 30 secondi, ladata, l'ora e il valore della pressione impostati verranno cancellati.
Se la data, l'ora e il valore della pressione sono stati cancellati, impostarli
nuovamente.
Tenendo premuto il pulsantevalori.

osi ottiene una successione consecutiva dei

Italiano 10

Preparazione del misuratore
Come scegliere il bracciale corretto
L’uso della dimensione corretta di un bracciale è importante per una lettura
precisa. Se il bracciale non presenta la dimensione corretta, la lettura potrebbe
produrre un valore incorretto della pressione sanguigna.
La dimensione del braccio è stampata su ogni bracciale.
Il bracciale è un prodotto di normale consumo. In caso di usura, acquistarne uno nuovo.
Dimensione raccomandata delDimensione del braccio
Numero di catalogo
bracciale
31 cm a 45 cm
Bracciale grande per adulti
CUF-F-LA
17 cm a 32 cm
Bracciale per adulti
CUF-G-A
Determinazione circonferenza del braccio: si misura a metà tra spalla e gomito.

Applicazione del bracciale
1. Avvolgere il bracciale intorno al

braccio superiore, a circa 1 - 2 cm
sopra la piega del gomito, comeindicato nella figura a lato. Applicare
il bracciale direttamente a contatto
con la pelle, in quanto i vestiti
possono causare errori nella misura.

Arrotolare la manica evitando di
stringere troppe il braccio
Bracciale
1-2 cm2. La compressione al braccio causata
da un'avvolgimento troppo strettodella manica della camicia, puo`
causare una misura errata.

Tubo prolunga

Simbolo di indicazione
posizione arteria brachiale
Avvolgere il bracciale
saldamente

Simboli stampati sul bracciale
Simboli●
REF

Funzione / Significato
Simbolo di indicazione
posizione arteria brachiale

Azione raccomandata
Posizionare il simbolo ● sull’arteria delbraccio o in allineamento con il ditoanulare nella parte interna del braccio.

Numero di catalogo
Numero di lotto

Italiano 11

Preparazione del misuratore
Consigli per l’esecuzione di misurazioni correttePer garantire la migliore precisione delle rilevazioni suggeriamo di:
Sedersi comodamente su una sedia. Appoggiare il braccio sul tavolo. Non
incrociare le gambe. Tenere i piedi appoggiati al suolo e raddrizzare il dorso.
Prima di procedere alla misurazione rilassarsi per 5 -10 minuti.
Avvolgere il bracciale allo stesso livello del cuore.
Durante la misurazione, mantenersi fermi e tranquilli.
Non effettuare la misurazione subito dopo aver eseguito esercizi fisico o aver
fatto il bagno. In tali casi, riposare per venti-trenta minuti prima di procedere alla
misurazione.
Si consiglia di misurare la pressione arteriosa tutti i giorni alla stessa ora

Durante la misura
Durante la misurazione, è normale sentire il bracciale a pressione stringere
fortemente (Non preoccuparsi).

Dopo la misura
Dopo la misurazione, premere il pulsante di START per spegnere il dispositivo.
Rimuovere il bracciale e registrare i vostri dati.
Nota: L'apparecchio prevede una funzione d'interruzione automatica dell'alimentazione,che disattiva automaticamente l'alimentazione, un minuto dopo la misurazione.
E’ consigliabile lasciar passare almeno 3 minuti prima di effettuare una nuova
misura sulla stessa persona.

Italiano 12

Misurazione della pressione
Prima di eseguire la misurazione, consultare “Note per una misurazione corretta”
a pagina 15.

Misurazione standard
1.

Applicare il bracciale preferibilmente sul braccio sinistro
allo stesso livello del cuore. Durante la misurazione
rimanere quanto più possibile fermi e rilassati.

2.

Premere il pulsante START .
Per un attimo verranno visualizzati tutti i segmenti
sul display e in un secondo tempo, comemostrato nella figura a lato, verrà visualizzato lo 0
(zero) lampeggiante per alcuni istanti.
Successivamente il bracciale inizierà a gonfiarsi(è normale sentire stringere decisamente) e unindicatore dinamico a barre sarà visualizzato
nell'area a sinistra del display, mostrandol’incremento della pressione di gonfiaggio.
Nota: Nel caso in cui, in qualsiasi momento, si
desideri sospendere la misurazione,
premere nuovamente il pulsante START .

3.

4.

5.

PremereTutte le parti deldisplay vengono
visualizzate

Visualizzazione
zero
Inizio della fase digonfiamento

Una volta completata la fase di pressurizzazione
lo sgonfiamento sarà automatico ed il simbolo(simbolo del cuore) inizierà a lampeggiare,
indicando che la misurazione è in corso. Una
volta rilevate le pulsazioni, il simbolo del cuore
lampeggerà in sincronia con il battito cardiaco.
Nota: Nel caso in cui non si ottenga una pressione
di gonfiaggio adeguata, il misuratore inizieràautomaticamente a rigonfiare il bracciale.
Per evitare il rigonfiaggio, consultare“Misurazione con impostazione dellapressione desiderata” alla pagina successiva.
Una volta completata la misurazione, saranno
visualizzati i valori relativi alla pressione sistolica,
diastolica e alla frequenza cardiaca, insieme a unsegmento lampeggiante in corrispondenza dellascala dei valori dell’ O.M.S. Il bracciale espellerà
l’aria residua e si sgonfierà completamente.
Premere il pulsante START per spegnere il
dispositivo.
Dopo un minuto di inattività, il dispositivo si
spegnerà automaticamente.

Pressurizzazione

Misurazione
in corso

Pressione sistolica
Pressione diastolica
Classificazione OMS
Frequenza cardiaca

Nota: E’ consigliabile lasciar passare almeno 3 minuti prima
di effettuare una nuova misura sulla stessa persona.
Italiano 13

Al livello delcuore

Espulsione automatica
dell’aria residua nel braccialeMisurazione della pressione
Il UA-1020 è stato progettato per rilevare in modo completamente automatico
la pressione e la frequenza cardiaca.
Se il gonfiaggio si ripete, applicare i metodi indicati di seguito.

Misurazione con impostazione della pressione desiderata
Durante la fase di misurazione della pressione arteriosa potrebbe azionarsi il rigonfiaggio.
Per evitare il rigonfiaggio, è possibile impostare un valore fisso di pressione.
1.

2.

Al punto 6 della procedura di regolazione
dell’orologio (consultare pagina 10), premere ilpulsante CONFIGURAZIONE per passare alla
modalità di impostazione della pressione.
L’impostazione attuale lampeggia.

oPremere il pulsanteo
per selezionare unvalore di pressione di 30 mmHg circa osuperiore a quello della pressione sistolica
prevista tra i valori che seguono.
AUTO : Pressurizzazione automatica (valore predefinito)
180 : Valore di pressione di 180 mmHg (fisso)210 : Valore di pressione di 210 mmHg (fisso)
Spegnimento
240 : Valore di pressione di 240 mmHg (fisso)3.

Modalità diimpostazione
TriCheckTM.
Premere il pulsante CONFIGURAZIONE per passare alla modalità di impostazione
TriCheckTM. Premere il pulsante START per spegnere il dispositivo. Dopo tre
minuti di inattività, il dispositivo si spegnerà automaticamente.
La misurazione successiva verrà eseguita con il nuovo valore di pressione.

Misurazione con impostazione della pressione di gonfiaggio desiderata
Applicare questo metodo se il rigonfiaggio si ripete malgrado l’impostazione su 240
del valore di pressione nella procedura di cui sopra, o se i risultati non vengono
visualizzati malgrado la riduzione della pressione a 20 mmHg o meno.
1.

2.

3.

Applicare il bracciale preferibilmente sul
A livello del cuore
braccio sinistro allo stesso livello del cuore.
Durante la misurazione rimanere quanto più
possibile fermi e rilassati.
Premere e tenere premuto il START
pulsante START
Premere e tenere premuto il pulsante
START finché sarà visualizzato un
Alla visualizzazione
numero tra 30 e 40 mmHg superiore adella pressione digonfiaggio richiesta,
quello della pressione sistolica prevista.
rilasciare il pulsante
Dopo aver raggiunto il valore desiderato,rilasciare il pulsante START , la misurazione
inizierà. Proseguire quindi con la
Per quanto riguarda la procedura
misurazione della pressione sanguigna
di rilevazione della pressione, farecome descritto alla pagina precedente.
riferimento alla pagina precedente
Italiano 14

Note per una misurazione corretta
Sedersi in una posizione comoda. Appoggiare il braccio su un tavolo con il palmodella mano rivolto verso l’alto e con il bracciale alla stessa altezza del cuore.
Rilassarsi per circa 5 - 10 minuti prima di effettuare una misurazione. Se si èagitati o emozionati, la misurazione rifletterà questa situazione, con un valoredecisamente più alto (o più basso) della pressione arteriosa normale. Anche lafrequenza cardiaca sarà solitamente più alta del normale.
La pressione arteriosa di un soggetto varia costantemente, secondo l’attività fisica
ed emozionale, l’assunzione di cibi e la luce. Anche l’assunzione di bevande
alcoliche può avere un effetto sull’andamento dei valori di pressione arteriosa.
Questo apparecchio si basa sul principio di misura oscillometrico, quindi in gradodi valutare e analizzare i parametri delle pulsazioni cardiache. Se i battiti sono
molto deboli o irregolari, l’apparecchio potrebbe avere difficoltà a determinare lapressione arteriosa.
Se l'apparecchio rileva una circostanza anormale, arresterà la misurazione e
visualizzerà un simbolo di errore. (Vedere pagina 6 per la descrizione dei simboli).
Questo dispositivo deve essere gestito da persone adulte. Consultare il proprio
medico prima di utilizzare lo strumento su un bambino. In ogni caso, l’utilizzo su
bambini deve avvenire sempre sotto la stretta sorveglianza di persone adulte.
Le prestazioni del monitor della pressione sanguigna automatico possono essere
influenzate da un eccesso di temperatura o umidità o dall'altitudine.

Misurazione TriCheckTM
La modalità TriCheckTM consente di eseguire automaticamente tre misurazioni
consecutive e di visualizzarne i valori medi.

Come scegliere la modalità TriCheckTM
1.

Nella modalità di impostazione dellapressione, premere il pulsante
CONFIGURAZIONE per passare alla
modalità di impostazione TriCheckTM.
L’impostazione attuale lampeggia.

Nella modalità di impostazionedella pressione,
Premere2.

Premere il pulsanteoper ON(attivare) o OFF (disattivare) la modalità
TriCheckTM.
L’impostazione attualeTMlampeggia.
ON: Modalità di impostazione TriCheck
OFF: Modalità di misurazione standard (valore predefinito)o3.

Premere il pulsante START o
CONFIGURAZIONE per spegnere il
dispositivo. Dopo tre minuti di inattività, il
dispositivo si spegnerà automaticamente.
Italiano 15

Modificare l’impostazione
o

START

Misurazione in modalità TriCheckTM
1.

2.

3.
4.

Premere il pulsante START .
Per un attimo verranno visualizzati tutti isegmenti sul display e in un secondo
tempo, come mostrato nella figura a lato,verrà visualizzato lo 0 (zero) lampeggiante
per alcuni istanti. Successivamente viene
avviata la prima misurazione.
Una volta completata la misurazione,saranno visualizzati i valori relativi allapressione sistolica, diastolica e alla
frequenza cardiaca, insieme a unsegmento lampeggiante in corrispondenzadella scala dei valori dell’ O.M.S. Quindi,
inizia un conto alla rovescia di un minutoche precede la seconda misurazione.

Al livello delcuore
PremereTutte le parti del display
vengono visualizzate
Prima misurazione

Trascorso un minuto, viene avviata laseconda misurazione.
Una volta completata la misurazione,
vengono visualizzate le letture mediedella prima e della seconda misurazione.
Quindi, inizia un conto alla rovescia di unminuto che precede la terza misurazione.

5.

Trascorso un minuto, viene avviata la
terza misurazione.

6.

Una volta completata la misurazione,
vengono visualizzate e memorizzate leletture medie delle tre misurazioni.

Un minuto dopo

Risultati dellaprima misurazione

Seconda misurazione

Un minuto dopo

Media della prima e dellaseconda misurazione

Terza misurazione
Nota:
Durante la fase di misurazione, viene
visualizzato il simbolo TriCheckTM.
Per annullare la misurazione, premere
il pulsante START . In tal caso, i dati
non vengono memorizzati.
Se durante la prima misurazione viene visualizzato il
Medie delle tre
simbolo di errore di posizionamento del bracciale, annullare
misurazioni
la misurazione, applicare di nuovo il braccialecorrettamente e avviare una nuova misurazione.
Dopo la misurazione, vengono memorizzati i valori medi delle tre misurazioni.
Durante l’annullamento delle misurazioni, non verrà memorizzato alcun dato
prima che la terza misurazione abbia fine.

Italiano 16

Richiamo delle misure memorizzate
Nota: Il dispositivo memorizza automaticamente gli ultimi 90 valori di pressione.
1. Premere il pulsanteo .
Premere o
Vengono visualizzati i valori medi ditutte le misurazioni e il numero dei dati.
(In assenza di dati, viene visualizzato “0”.
o START
Premere il pulsante ,per spegnere il dispositivo.)
Media ditutti i dati
2. Quindi, ad ogni pressione del pulsante(o il pulsanteper visualizzare i dati
in ordine inverso), vengono visualizzati i
dati in memoria come segue.
Media di tutte le misurazioni AM(antimeridiane) rilevate tra le ore 4:00 e 9:59.
(Nell’esempio, 10 misurazioni, In assenza didati, viene visualizzato “--”.)

Pressione diastolica media
Frequenza cardiaca media

Pressione sistolica media
Pressione diastolica media
Frequenza cardiaca media

Media dei
dati AMMedia di tutte le misurazioni PM(postmeridiane) rilevate tra le ore 18:00 e 1:59.
(Nell’esempio, 9 misurazioni, In assenza didati, viene visualizzato “--”.)
Dati più recenti (No.n, nell’esempio, No.35)
Tre secondi dopo la visualizzazione delnumero dei dati, vengono visualizzati i datidella misurazione.

Pressione sistolica media

Pressione sistolica media
Pressione diastolica media
Frequenza cardiaca media
Media dei
dati PM

Sistolica
Ultimi dati (No.1)
Tre secondi dopo la visualizzazione delnumero dei dati, vengono visualizzati i datidella misurazione.
3. Dopo aver visualizzato gli ultimi dati,
per tornare alla
premere il pulsantevisualizzazione della media di tutte lemisurazioni.
4. Premere il pulsante START per
spegnere il dispositivo. Dopo unminuto di inattività, il dispositivo si
spegnerà automaticamente.
Italiano 17

Dati più recenti

Diastolica
Frequenza
cardiaca

Sistolica
Diastolica
Frequenza
Ultimi dati (Dati più vecchi) cardiaca

Cosa è l’indicatore IHB/AFib?
Il Quando il monitor rileva un ritmo irregolare durante le misurazioni, l’indicatore IHB/AFibsarà visualizzato sul display unitamente ai valori di misurazione.
Nota:Raccomandiamo di contattare il proprio medico se viene indicato frequentemente.
questo simbolo IHB/AfibCosa è l’AFib?
Il cuore si contrae a causa di segnali elettrici che hanno luogo nel cuore e invia
sangue in tutto il corpo. La fibrillazione atriale (AFib) si verifica quando ilsegnale elettrico nell’atrio diventa confuso e causa disturbi nell’intervallo dellepulsazioni. L’AFib può causare ristagni del sangue nel cuore, i quali possono
causare facilmente coaguli di sangue, una delle cause di ictus e infarto.

Indicatore dinamico della pressione
Lo strumento è provvisto di un indicatore dinamico a barre che controlla il progressodella pressione durante la fase di misurazione. L’indicatore è visibile nella parte sinistradel display e, si incrementa e diminuisce progressivamente durante il gonfiaggio delbracciale e durante la misura della pressione.
Depressurizzazione
Pressurizzazione

Gonfiamento in corso

Misurazione in corso
Gonfiamento completato

Indicatore di classificazione dell’O.M.S.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) hasancito delle linee guida per la corretta valutazione
e interpretazione dei valori di pressione misurata.
Ha suddiviso in 6 stadi la classificazione dei valori,come evidenziato dalla tabella sottostante:
Indicatore di classificazione O.M.S.
Ipertensione severa (grado 3)
Ipertensione moderata (grado 2)
Ipertensione lieve (grado 1)
Pressione normale – alta
Pressione normale
Pressione ottimale

Esempio:

Ipertensione moderata

Ipertensione lieve: L’indicatore mostra un segmento sulla base dei dati
rilevati, corrispondente alla
Classifica zione O.M.S

Pressione normale – alta

Italiano 18

Parlando di Pressione Arteriosa
Cosa si intende per Pressione Arteriosa?

La pressione arteriosa è la forza esercitata dal sangue contro le pareti delle arterie. La
pressione sistolica (massima) si verifica nel momento in cui il cuore si contrae e spinge ilsangue nelle arterie. La pressione diastolica (minima) si verifica quando il cuore si dilata,
ricevendo il sangue all’interno del ventricolo sinistro, e si prepara a una nuova
contrazione. La pressione arteriosa è misurata in millimetri di mercurio (mmHg).

Cosa si intende per Ipertensione Arteriosa?

Secondo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, si può parlare diipertensione arteriosa quando si hanno valori di pressione sistolica e diastolica
persistentemente elevati oltre il limite di 140 / 90 mmHg. E’ importante però non fareriferimento esclusivamente ad una singola misura, ma è necessario considerare anche ilvalore di più rilevazioni in un periodo di tempo stabilito dal medico ed anche le fluttuazionidella pressione stessa. Recenti studi a lungo termine hanno dimostrato che i limiti daconsiderare per la pressione domiciliare automisurata, sono infatti meno elevati e si attestanosu valori di 135 mmHg per la pressione sistolica e 85 mmHg per la pressione diastolica.

E come si controlla?

E’ possibile tenere sotto controllo l’ipertensione arteriosa variando il proprio stile di vita ealimentare, evitando il più possibile situazioni di stress, oppure con opportuni trattamenti
farmacologici secondo prescrizione medica. Per prevenire l'ipertensione arteriosa o pertenerla sotto controllo, le linee guida dell’ O.M.S. consigliano di:Non fumare
Eseguire esercizi a cadenza regolare
Ridurre l’uso di sale e moderare
Sottoporsi a check-up regolaril’assunzione di grassi animali
Mantenere il proprio peso a livelli ottimali

Perché è importante l’automisurazione al proprio domicilio?

La pressione che il medico misura mediante lo sfigmomanometro tradizionale è quasi
sempre caratterizzata da un rialzo generato dall’emozione che colpisce il paziente al
momento della visita medica, rialzo la cui entità e durata sono variabili da soggetto asoggetto. Questo fattore è comunemente conosciuto come ”ipertensione da camicebianco” o più opportunamente come “ipertensione clinica isolata” e si manifesta a causa
degli stati di ansia generati dalla presenza del medico o della struttura sanitaria.
Un vantaggio della misurazione domiciliare è che in genere è esente da questo fenomeno.
Un altro vantaggio dell’ automisurazione è che permette di ottenere più valori nell’arco didiversi giorni o settimane, con una stima precisa delle variazioni della pressione.
La misurazione domiciliare inoltre può fornire utili informazioni nella valutazione deltrattamento antiipertensivo. In questo caso la pressione domiciliare può rivelarsi un
metodo molto efficace, perché il suo impiego coinvolge attivamente il paziente con effetti
potenzialmente positivi sull’aderenza alla terapia.

Classificazione della pressione
secondo le linee guida “O.M.S.”

Gli standard per la valutazione della pressione
arteriosa, indipendentemente dall’età, sono stati
stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità(O.M.S.), come mostrato nella tabella a fianco.
Italiano 19

Normalmente, la pressione arteriosa aumenta durante
l’attività quotidiana e il lavoro e, tende a diminuire
durante il sonno. Le linee guida inoltre consigliano dieffettuare quotidianamente le misurazioni possibilmente
sempre alla stessa ora. L’esecuzione di molte
rilevazioni permette di ottenere un quadro della propriapressione arteriosa più completo. E’ sempre meglio
annotare la data e l’ora della registrazione dellapressione arteriosa al fine di favorire una migliordiagnosi da parte del proprio medico curante.
Raccomandiamo di consultare sempre il proprio medico al fine di interpretare
correttamente i dati relativi alla pressione.

Localizzazione guasti
ProblemaSul display, nonviene visualizzato
nessunmessaggio, anche
dopo l’accensione.

Causa probabile
Le batterie sono scariche.

Misura correttiva
Sostituire le batterie usate con
batterie nuove.
Posizionare le batterie in modo taleche i poli positivo e negativo
coincidano con quelli indicati nel
vano batterie.

Le batterie sono state inserite
non correttamente.
I poli delle batterie sono
posizionati in modo errato.
Il voltaggio delle batterie è troppo(BATTERIE
basso. il simbolo
Il bracciale non si SCARICHE) lampeggia. In caso di Sostituire le batterie usate con
gonfia.
batterie completamente scariche, batterie nuove.
il simbolo non sarà visualizzato.
Il bracciale non è avvolto in
Avvolgere il bracciale in modo
modo adeguato.
adeguato
Durante la fase di misurazione, Durante la fase di misurazione,
avete mosso il braccio o il corpo. rimanere fermi e rilassati.
Il dispositivo nonSedere comodamente e rimanere
esegue lafermi e rilassati. Appoggiare il
misurazione.
La posizione del bracciale non è braccio su un tavolo con il palmo
I valori ottenuti
corretta.
della mano rivolto verso l’alto e consono
il bracciale alla stessa altezza deleccessivamente
cuore.
alti o bassi.
Nel caso in cui il battito cardiaco sia
molto debole o irregolare, il
dispositivo potrebbe trovaredifficoltà nel determinare lapressione arteriosa.
Il valore al domicilio è diverso da Far riferimento al capitolo “Perché èquello misurato in clinica oimportante l’automisurazione alpresso lo studio medico.
proprio domicilio?”
Vari
Rimuovere le batterie. Posizionarlecorrettamente e eseguirenuovamente la misurazione.
Nota: Nel caso in cui le azioni sopra riportate non risolvano il problema, contattare il rivenditore.
Non tentare di aprire o riparare questo prodotto autonomamente, perché si rischia diinvalidare la garanzia.
Italiano 20

Manutenzione
Non aprire il dispositivo che include componenti elettrici delicati ed unsofisticato impianto ad aria che potrebbero danneggiarsi. Nel caso in cui non si
riesce a risolvere il problema anche dopo aver eseguito quanto riportato nelle
istruzioni di cui al capitolo “Localizzazione guasti”, contattare il centro diassistenza più vicino, oppure rivolgersi al rivenditore o al punto vendita dalquale ha acquistato il misuratore.
Il dispositivo è stato concepito e fabbricato per una lunga durata di servizio.
Tuttavia si raccomanda di controllare lo strumento ogni 2 anni, per garantire
funzionamento e precisione attendibili.

Dati tecnici
Tipo

UA-1020

Metodo di misurazione

Oscillometrico

Range di misurazione

Pressione: 0-299 mmHg
Pressione sistolica: 60-279 mmHg
Pressione diastolica: 40-200 mmHg
Pulsazioni: 40-180 battiti / minuto

Precisione

Pressione: ±3 mmHg
Polso:±5 %Alimentazione

4 batterie da 1,5V (R6P, LR6 o AA) o
Alimentatore a rete elettrica TB-233C (non incluso)

Numero di misurazioni

In caso di utilizzo di batterie AA alcaline, circa 1000
misurazioni, con un valore di pressione di 180 mmHg
a una temperatura ambiente di 23 °C

Classificazione

Dispositivo medico elettronico ad alimentazione
interna (alimentazione con batterie) /Class II (alimentazione con alimentatore a rete)
Modalità di funzionamento continuo

Test clinici

In conformità ad ISO81060-2：2013

EMD

IEC 60601-1-2: 2014

Memoria dati

90 misurazioni

Condizioni d’esercizioda +10 a +40 °C / da 15 a 85 % RH /da 800 a 1060 hPa

Condizioni di trasporto/conservazione

da -20 a + 60 °C / da 10 a 95 % RH /da 700 a 1060 hPa

Dimensioni

Circa 140 (L) x 60 (A) x 105 (P) mm, bracciale escluso
Italiano 21

Peso:

Circa 285 g, batterie escluse

Protezione control’ingresso di sostanze

Dispositivo:

Parte applicata

Bracciale Tipo BF

Vita utile

Dispositivo: 5 anni (se utilizzato sei volte al giorno)
Bracciale: 2 anni (se utilizzato sei volte al giorno)
Alimentatore: 5 anni (se utilizzato sei volte al giorno)

Alimentatore opzionale(TB-233C)

L'alimentatore ha lo scopo di collegare il monitor dellapressione sanguigna a una fonte di alimentazione inambiente domiciliare.
Per l’acquisto, contattare il punto vendita autorizzato
A&D.
L'alimentatore a rete elettrica deve essere
ispezionato o sostituito periodicamente.

IP20

Simboli riportati sull’alimentatore
SimboliFunzione / Significato
Per l'uso solo in ambienti interni
Dispositivo di Classe II
Fusibile termico
Fusibile
Etichetta del dispositivo relativa alla
direttiva CE
Etichetta del dispositivo relativa alla
certificazione EAC
Polarità dello spinotto dell'alimentatore
Accessori venduti separatamente
Bracciale
Numero di catalogo
Dimensione del bracciale Dimensione del braccio
CUF-F-LA
Bracciale grande per adulti
31 cm a 45 cm
CUF-G-A
Bracciale per adulti
17 cm a 32 cm
Alimentatore a rete elettrica
Numero di catalogo Spina (tipo di presa)
TB-233C
Tipo C
Nota: Le specifiche sono soggette a variazione, senza alcun preavviso.
La classificazione IP indica i gradi di protezione degli involucri in conformità
con la norma CEI 60529. Questo dispositivo è protetto contro corpi solidi
estranei di 12 mm di diametro o più grandi, come per esempio un dito.
Questo dispositivo non è protetto contro i getti d’acqua.

Italiano 22

A&D Company, Ltd.
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands
Tel: [31] (70) 345-8570
Fax: [31] (70) 346-7299

A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY
United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409

OOO A&D RUS OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd 爱安德技研贸易（上海）有限公司
中国 上海市自由贸易试验区浦东南路855号世界广场32楼C,D室 邮编200120(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road,China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone,
200120, China )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED( 509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India ): 91-124-4715555: 91-124-4715599