Digital Blood Pressure Monitor
Model UA-1200BLE
Instruction Manual

EnglishManuel d’instructions

Français

Manual de Instrucciones

EspañolManuale di Istruzioni

Italiano

Bedienungsanleitung

DeutschOriginal

Traduction

Traducción

TraduzioneÜbersetzung

使用手冊 中文翻譯

1WMPD4003740B‫دﻟﯾل اﻹرﺷﺎدات‬‫اﻟﺗرﺟﻣﺔ‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬Contenuto
Cari clienti ................................................................................2

Osservazioni preliminari ...........................................................2
Precauzioni ..............................................................................3

Identificazione delle parti .........................................................6
Contenuto ................................................................................6
Simboli .....................................................................................7

Uso del monitor .....................................................................10
Misurazioni ............................................................................16

Cos’è l’indicatore IHB? ............................................................20

Cos’è l’ IHB? ...........................................................................20
Indicatore di classificazione OMS ............................................20

Informazioni sulla pressione arteriosa ....................................21
Impostazioni dall’App.............................................................23
Impostazione dal monitor.......................................................24
Risoluzione dei problemi ........................................................25
Manutenzione ........................................................................26

Dati tecnici .............................................................................26

Italiano 1

Cari clienti
Grazie per aver acquistato un misuratore di pressione sanguigna A&D
all’avanguardia, uno dei più avanzati oggi disponibili. Progettato per una
facilità d’uso e accuratezza, questo monitor agevolerà il regime
giornaliero della pressione arteriosa.
Si consiglia di leggere attentamente questo manuale prima diutilizzare il dispositivo per la prima volta.
Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà diBluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di A&D è
concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai
rispettivi proprietari.

Osservazioni preliminari
Questo dispositivo è conforme alla Direttiva europea 93/42/CEE per i
prodotti medicali. Ciò è reso evidente dal marchio di conformità.
(0123: il numero di riferimento dell’ente notificato interessato)
Con la presente, A&D Company, Limited dichiara che il tipo diapparecchiatura radio UA-1200BLE è conforme alla Direttiva
2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione UE è disponibile alseguente indirizzo internet:
http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html
Il dispositivo è progettato per l’uso dai 13 anni in su, non su neonati obambini.
Ambiente per l’uso. Il dispositivo va utilizzato da soli in ambiente
sanitario domestico.
Questo dispositivo è progettato per misurare la pressione arteriosa e lafrequenza cardiaca delle persone a scopo di diagnosi.

Italiano 2

Precauzioni
Nella costruzione di questo dispositivo sono utilizzati componenti diprecisione. Evitare temperature estreme, umidità, luce solare diretta, urtio polvere.
Pulire il dispositivo e il bracciale con un panno morbido e asciutto o un
panno inumidito con acqua e un detergente neutro. Non utilizzare mai
alcol, benzene, diluente o altri prodotti chimici aggressivi per pulire il
dispositivo o il bracciale.
Il dispositivo e il bracciale non sono resistenti all’acqua. Evitare chepioggia, sudore e acqua sporchino il dispositivo e il bracciale.
Le misurazioni potrebbero risultare distorte se il dispositivo viene
utilizzato in prossimità di televisori, forni a microonde, telefoni cellulari,dispositivi radiografici o altri dispositivi con forti campi elettrici.
Quando si riutilizza il dispositivo, verificare che sia pulito.
Apparecchiature usate, componenti e batterie non sono da trattare comenormali rifiuti domestici e devono essere smaltite secondo le normative
locali applicabili.
Non modificare il dispositivo. Potrebbero verificarsi incidenti o danni al
dispositivo stesso.
Per misurare la pressione arteriosa, il braccio superiore deve essere
schiacciato dal bracciale in modo abbastanza forte da fermare
temporaneamente il flusso sanguigno attraverso l’arteria. Ciò potrebbe
provocare dolore, intorpidimento o un segno rosso temporaneo sul
braccio superiore. Questa condizione si verificherà specialmente quando
la misurazione viene ripetuta in successione.
Ogni eventuale dolore, intorpidimento o segno rosso scomparirà con il
tempo.
In caso di forti dolori durante la misurazione, rimuovere il bracciale.
Una misurazione della pressione arteriosa troppo frequente potrebbe
provocare danni a causa delle interferenze apportate al flusso
sanguigno.
Evitare di ripiegare troppo stretto il bracciale per lunghi periodi, in quantotale trattamento potrebbe abbreviare la durata dei componenti.
Quando si utilizza l’alimentatore CA, accertarsi che questo possa essere
facilmente rimosso dalla presa elettrica in caso di necessità.
Italiano 3

A volte la temperatura del bracciale può raggiungere i 44°C in una
temperatura ambiente di 40°C. Se si avverte che il bracciale è troppo
caldo, rimuoverlo immediatamente.
Non utilizzare
frequenza.

simultaneamente

attrezzatura

chirurgica

ad

alta

I test clinici non sono stati condotti su neonati e donne in gravidanza.
Non utilizzare su neonati o donne in gravidanza.
Se si è stati sottoposti a un intervento di mastectomia, consultare un
medico prima di utilizzare il dispositivo.
Evitare che i bambini utilizzino il dispositivo da soli e non utilizzare il
dispositivo in un luogo alla portata dei bambini più piccoli. Potrebbero
verificarsi incidenti o danni.
Sono presenti componenti piccoli che potrebbero provocare un rischio disoffocamento se ingeriti per errore dai bambini.
Non toccare le batterie e il paziente allo stesso tempo. Potrebbero
verificarsi scosse elettriche.
I dispositivi di comunicazione wireless, quali dispositivi di rete domestici,
telefoni cellulari, telefoni cordless e le loro stazioni di base e iwalkie-talkie possono influenzare questo monitor della pressione
arteriosa. Mantenere pertanto una distanza minima di 30 cm da talidispositivi.
Scollegare l’adattatore CA quando non in uso durante la misurazione.
L’uso di accessori non descritti
compromettere la sicurezza.

in

In caso di cortocircuito, la batteria
potenzialmente provocare ustioni.

questomanualepotrebbe

potrebbe

surriscaldarsieConsentire al dispositivo di adattarsi all’ambiente circostante primadell’uso (circa un’ora).
Non gonfiare il bracciale se non avvolto attorno al braccio superiore.
Le prestazioni del monitor automatico della pressione arteriosa
potrebbero essere influenzate da una temperatura, umidità o altitudine
eccessiva.

Italiano 4

Controindicazioni

Le seguenti sono precauzioni per l’uso corretto del dispositivo.
Non applicare il bracciale a un braccio superiore sul quale è collegato un
altro dispositivo medico. L’apparecchiatura potrebbe non funzionare
correttamente.
Le persone che presentano un grave deficit circolatorio nel braccio
superiore devono consultare un medico prima di utilizzare il dispositivo,
per evitare problemi medici.
Non eseguire autonomamente una diagnosi dei risultati dellamisurazione e iniziare un trattamento da soli. Consultare sempre il
proprio medico per la valutazione dei risultati e del trattamento.
Non applicare il bracciale a un braccio superiore sul quale è presente
una ferita non cicatrizzata.
Non applicare il bracciale a un braccio superiore sul quale è in atto una
flebo o una trasfusione di sangue. Potrebbero verificarsi lesioni.
Non utilizzare il dispositivo in presenza di gas infiammabili quali i gas
anestetici. Potrebbero verificarsi esplosioni.
Non utilizzare il dispositivo in ambienti ad alta concentrazione diossigeno, quali una camera di ossigeno ad alta pressione o una tenda aossigeno. Potrebbero verificarsi un incendio o un’esplosione.

Italiano 5

Identificazione delle parti

LED

OLED

Interruttore diavviamento

Interruttore diazzeramento

Bracciale

Connettore USB

Contenuto• 1 Monitor della pressione arteriosa• 1 Manuale di istruzioni• 1 Cavo di ricarica• 1 carta con codice QR
Italiano 6

Simboli

Simboli stampati sulla custodia del dispositivo e sul bracciale
SimboliFunzione / Significato
Standby e accensione del dispositivo.
Corrente continua
Tipo BF: dispositivo e bracciale sono progettati in modo dafornire una protezione speciale contro le scariche elettriche.
Marchio CE
Rappresentante autorizzato
Produttore
Data di produzione

IP

SN
BT

Marchio internazionale di protezione: la classificazione IP
indica i gradi di protezione fornito dalle custodie in conformità
con la IEC 60529. Questo dispositivo è protetto dai corpi
estranei solidi di diametro non inferiore a 12 mm, quali un dito.
Questo dispositivo non è protetto dall’ingresso dell’acqua.
Etichetta Direttiva RAEE
Numero di serie
Indirizzo Bluetooth
Consultare il manuale di istruzioni/opuscolo
Per indicare livelli generalmente elevati di radiazioni non
ionizzanti, potenzialmente pericolosi, o per indicare
apparecchiature o sistemi, es. nell’area elettromedicale, che
includono trasmettitori RF o che intenzionalmente applicano
energia elettromagnetica RF per diagnosi o trattamento.
Mantenere asciutto
Universal Serial Bus

Italiano 7

Simboli

Simboli visualizzati sul display
Simboli
SYS
DIA
PUL

Funzione / Significato
Pressione sanguigna sistolica in
mmHg.
Pressione sanguigna diastolica in
mmHg
Pulsazioni al minuto

Azione raccomandataLa batteria è scarica.

Caricare il dispositivo

Modalità Selezione utente

Selezionare l’utente

Il software applicativo è collegato al
dispositivo.
Il software dell'applicazione si è
disconnesso dal dispositivo.
È visualizzato mentre è in corso la
misurazione.
E PUL
/min
Err 1

Err 3

Err 9

La frequenza non viene rilevata
correttamente.
Pressione arteriosa instabile acausa del movimento durante la
misurazione. I valori sistolici e
diastolici sono compresi entro 10
mmHg l’uno dall’altro.
Il valore della pressione non è
aumentato durante il gonfiaggio. Il
bracciale non è applicato
correttamente.
Errore interno del monitor dellapressione sanguigna.

La misurazione è incorso. Rimanere quantopiù fermi possibile.
Applicare correttamente
il bracciale ed effettuare
un’altra misurazione.
Effettuare un’altra
misurazione. Rimanere
fermi durante la
misurazione.
Applicare correttamente
il bracciale ed effettuare
un’altra misurazione.
Premere il pulsante diazzeramento. Dopol’azzeramento, i dati
dell’orologio
scompariranno. Se
l’errore ancora persiste,contattare A&D Medical.

Trasferimento dati in corso
È possibile effettuare
misurazioni ma il
dispositivo nontrasmetterà i dati inmodalità wireless.

Modalità aereo

Italiano 8

Simboli
SimboliFunzione / Significato

Azione raccomandata

La lettura potrebbe
Visualizzato quando viene rilevato un produrre un valoreerrato. Effettuare un’altra
movimento del corpo o del braccio
misurazione. Rimanere
superiore.
fermi durante la
misurazione.

Visualizzato durante la misurazione
quando il bracciale è troppo
allentato.
Aggiornamento del firmware incorso.
Visualizzato in presenza di un battito
cardiaco irregolare.

Italiano 9

La lettura potrebbe
produrre un valoreerrato. Applicare
correttamente il
bracciale ed effettuare
un’altra misurazione.

Uso del monitor
Il monitor digitale della pressione arteriosa UA-1200BLE
dispone di 5 modalità di misurazione.
1.

Misurazione in modalità In-App:
L’utente può effettuare misurazioni e visualizzare le proprie tendenze
nell’App A&D Medical Connect.

2.

Misurazione in modalità Offline:
La misurazione può anche essere completata senza l’ App A&D Medical
Connect. I dati verranno memorizzati sul monitor e trasferiti all’app alla
connessione successiva.

3.

Misurazione in modalità multiutente (In-App):
6 utenti al massimo (5 account e 1 visitatore) possono utilizzare e
memorizzare i dati sull’App. Ogni utente deve disporre di un dispositivo
mobile associato al monitor.

4.

Misurazione in modalità ospite (In-App):
L’utente può effettuare una misurazione come ospite, senzaregistrazione dell’account nell’ App A&D Medical Connect. I dati vengono
salvati nella memoria del dispositivo mobile ma non nel proprio account.

5.

Misurazione in modalità visitatore (Offline):
Selezionare “0 Visitor” per effettuare una misurazione in modalità
visitatore solo dal monitor. I dati in modalità visitatore non vengono
memorizzati.

Italiano 10

Uso del monitor
Caricamento del dispositivo
La batteria potrebbe essere già carica parzialmente, ma accertarsi comunquedi caricare completamente il dispositivo al primo utilizzo dopo l’acquisto.
1. Rimuovere la copertura del connettore USB.

2. Collegare il cavo di ricarica.

3. Durante la ricarica, il LED si illumina.

4. Al termine della ricarica, il LED si spegne.

5. Una volta completata la ricarica, rimuovere ilcavo di ricarica.

Italiano 11

Uso del monitor
ATTENZIONE!
 La durata della batteria varia con la temperatura ambiente e
potrebbe essere inferiore a basse temperature.
 Utilizzare il cavo di ricarica specificato spedito con il dispositivo.
 Non è possibile eseguire la misurazione della pressione
sanguigna durante la ricarica.
 Quando si scollega l’alimentatore CA dalla presa elettrica,afferrare il corpo dell’alimentatore CA ed estrarlo dalla presa.
 Quando si scollega il cavo di ricarica dal monitor della pressione
arteriosa, afferrare il cavo di ricarica ed estrarlo dalla presa.
 Non collegare ad apparecchiature diverse da quelle specificate.
 Non cambiare la batteria.
 Se la batteria non può più essere caricata, contattare il
rivenditore.
 Il sovraccarico della batteria potrebbe ridurne la durata.
 La sostituzione della batteria al litio da parte di personale nonadeguatamente addestrato potrebbe provocare un incendio oun’esplosione.

Funzione wirelessNell’improbabile caso in cui questo monitor provochi interferenze daonde radio a una diversa stazione wireless, cambiare la posizione in cui
viene utilizzato questo monitor o arrestarne immediatamente l’uso.
Accertarsi di utilizzarlo in una posizione in cui la visibilità tra i due
dispositivi che si desidera connettere è buona. La distanza diconnessione viene ridotta dalla struttura degli edifici o da altri ostacoli. In
particolare, la connessione potrebbe risultare impossibile qualora i
dispositivi vengano utilizzati in presenza di cemento armato su entrambi i
lati.
Non utilizzare la connessione Bluetooth® nel raggio di una LAN wirelesso altri dispositivi wireless, vicino a dispositivi che emettono onde radio
quali microonde, in luoghi in cui sono presenti molti ostacoli o in altri
luoghi in cui l’intensità del segnale è debole. Potrebbero verificarsi
frequenti perdite di connessione, velocità di comunicazione molto lente
ed errori.
Italiano 12

Uso del monitorL’utilizzo nei pressi di un dispositivo LAN wireless IEEE802.11g/b/n
potrebbe provocare interferenza reciproca, con conseguente riduzionedelle velocità di comunicazione o impossibilità di connessione.
In questo caso, spegnere l’alimentazione del dispositivo che non viene
utilizzato o utilizzare il monitor in una posizione diversa.



Se il monitor non si connette normalmente quando viene utilizzato neipressi di una stazione wireless o una stazione di trasmissione, utilizzare
il monitor in una posizione diversa.



A&D Company, Limited non può essere ritenuta responsabile per
eventuali danni derivanti da funzionamento anomalo o perdita di dati,
ecc. che si verificano durante l’utilizzo di questo prodotto.



Questo prodotto non è garantito per la connessione a tutti i dispositivi
compatibili con Bluetooth®.

Trasmissione Bluetooth®
Questo prodotto è dotato di funzione wireless Bluetooth® 4.1 e puòconnettersi ai seguenti dispositivi Bluetooth®.
Apple iOS v.8.0 o più recente
iPhone 4s o più recente,
iPad touch 5a gen;
iPad 3,4; iPad Air; iPad mini

Android OS 4.4.4,5.1,6.0 e 7.0
Dispositivi Bluetooth® selezionati
Solo telefoni Android.

Per l’elenco delle compatibilità più recente, visitare

https://www.aandd.co.jp/products/hhc/hhc-ict_compatibility.html
Per connettersi con il proprio dispositivo mobile, scaricare e installare
l'applicazione "A&D Medical Connect" sul proprio dispositivo mobile.

Italiano 13

Uso del monitor
Impostazione del dispositivo (associazione)
1. Accertarsi che la funzione Bluetooth® deldispositivo mobile sia attivata.
2. Avviare l’App A&D Medical CONNECT.
L’icona sulla sinistra
lampeggerà sul monitor.
3. Accettare la richiesta di associazione dallafinestra a comparsa.

Associazione multiutente
Il monitor può essere registrato per un massimo di 5 utenti. Seguire leistruzioni indicate in precedenza per associare il dispositivo mobile per
ciascun utente.
È possibile aggiungere nuovi utenti in qualsiasi momento. L’utente che
presenta la frequenza più bassa dei tempi di misurazione verrà cancellato
una volta che il dispositivo ha raggiunto il numero massimo di 5 utenti.
Nota:

Se il nuovo utente utilizza lo stesso dispositivo mobile, non è necessario
eseguire nuovamente l’associazione in quanto è già stato completata.

Nota:

L'impostazione predefinita è in modalità visitatore.

ATTENZIONE!
La distanza di comunicazione tra questo monitor e il dispositivo
ricevente è di circa 10 m (33 piedi). Questa distanza può variare aseconda dell'ambiente circostante, quindi cercate di avvicinarvi dipiù al dispositivo ricevente se i dati non vengono trasferiti.

Italiano 14

Uso del monitor
Applicazione del bracciale al braccio

Avvolgere il bracciale intorno al braccio superiore, a circa 1-2 cm (0,5”)sopra l’interno del gomito, come illustrato. Sedersi comodamente pergarantire una corretto posizionamento/orientamento sul braccio.

Nota: La linguetta bianca dovrebbe essere più vicina all'arteria.

Come eseguire misurazioni accurate

Per una più accurata misurazione della pressione arteriosa:
Sedersi su una sedia comodamente. Metti il braccio sul tavolo. Non
incrociare le gambe. Tenere i piedi per terra e la schiena dritta.
Rilassarsi per circa cinque o dieci minuti prima della misurazione.
Posizionare il centro del bracciale alla stessa altezza del cuore.
Rimanere fermi e zitti durante la misurazione.
Non eseguire la misurazione immediatamente dopo un esercizio fisico o
un bagno. Riposare per venti o trenta minuti prima di eseguire la
misurazione.
Cercare di misurare la pressione arteriosa ogni giorno alla stessa ora.

Italiano 15

Misurazioni
Misurazione in modalità In-App
1.

Accertarsi che la funzione Bluetooth® del dispositivo mobile sia attivata.

2.

Aprire l’App A&D Medical Connect. L’App rileverà automaticamente lapresenza del dispositivo.

3.

Premere il pulsante Take
Measurement, seguito dal pulsanteStart sulla schermata dell’ App.
Numero utente

Nome utente

Display del monitor

Take measurement
Display dell’App

Start

4.

Il bracciale inizia a gonfiarsi. È normale che il bracciale sia stretto. L’App
visualizza il valore della pressione una volta iniziato il gonfiaggio.

5.

Al termine della misurazione,l’App e il monitor
visualizzeranno risultati simili
all’immagine sulla destra.

(La pressione sistolica, la pressione
diastolica e la frequenza del polsosaranno visualizzate in ordine.)

Display del monitor

Icone di notifica risultato(Consultare pag. 9,20 per
dettagli)

Display dell’App

Nota: Premere nuovamente il pulsante di avvio per rendere il dispositivo in modalità
standby. Il dispositivo è inoltre dotato di una funzione di spegnimento automatico.
Fare trascorrere almeno un minuto tra una misurazione e l’altra sulla stessa
persona.

Italiano 16

Misurazioni
Misurazione in modalità Offline
1.

Premere il pulsante Start sul monitor. Dopo lavisualizzazione del logo A&D per 1 secondo,
verrà visualizzata la schermata User Select.

2.

Premere nuovamente il pulsante Start per selezionare un utente opassare da un nome utente all’altro dalla schermata User Select.
È possibile modificare un nome utente nell’app in Settings. Quando
questo non è impostato, il nome visualizzato sull'App sarà visualizzato
come nome utente.
Numero utente

Nome utente

Selezionare l’utente

3.

La misurazione ha inizio automaticamente dopo 3 secondi.

4.

Zero (0) viene visualizzato brevemente.
Quindi il display cambia, quando ha inizio la
misurazione.

5.

Il bracciale inizia a gonfiarsi. È normale che
il bracciale risulti stretto. Il monitor visualizza
il valore della pressione una volta iniziato il
gonfiaggio.

6.

Al termine della misurazione, il monitor
visualizzerà un risultato simile all’immagine
sulla destra. (La pressione sistolica, lapressione diastolica e la frequenza del polsosaranno visualizzate in ordine.).

Nota: premere nuovamente il pulsante start/stop per rendere il monitor in modalità
standby. Il dispositivo è inoltre dotato di una funzione di spegnimento automatico.
Fare trascorrere almeno un minuto tra una misurazione e l’altra sulla stessa
persona.

Italiano 17

Misurazioni
Caricamento di una misurazione memorizzata
Il dispositivo può memorizzare fino a 100 letture chepossono essere trasferite all’App alla connessione
successiva.
Per trasferire i dati, aprire l’App A&D Medical
Connect e selezionare Upload Measurement dallafinestra a comparsa della dashboard.
Leggi le letture memorizzate

Italiano 18

Display dell’AppMisurazioni
Misurazione in modalità visitatore
1. Premere il pulsante START sul monitor.
2. Premere nuovamente il pulsante START per passare da un nome utente
all’altro e selezionare “0 Visitor”.
3. La misurazione ha inizio automaticamente dopo 3 secondi.
4. Al termine della misurazione, il monitor
visualizzerà risultati simili all’immagine sulla
destra. (Sistolica, diastolica e frequenza
cardiaca saranno visualizzate a rotazione).
La modalità visitatore è disponibile solo attraverso il monitor. I dati non
vengono memorizzati in modalità visitatore.

Note per una misurazione accurata

Sedersi in una posizione comoda. Appoggiare il braccio su un tavolo con
il palmo rivolto verso l’alto e il bracciale allo stesso livello del cuore.
Rilassarsi per circa cinque o dieci minuti prima di eseguire una
misurazione. Uno stato di eccitazione o depressione da stress emotivo sirifletterà sulla misurazione come una lettura più alta (o più bassa)
rispetto alla normale pressione arteriosa, mentre la lettura dellafrequenza sarà solitamente più veloce del normale.
La pressione arteriosa di un individuo varia costantemente, a seconda diciò che sta facendo e di ciò che ha mangiato. Il tipo di bevanda può
avere un effetto molto forte e rapido sulla pressione arteriosa.
Questo dispositivo basa le sue misurazioni sul battito cardiaco. In
presenza di un battito cardiaco molto debole o irregolare, il dispositivo
potrebbe avere difficoltà a determinare la pressione arteriosa.
Se rileva una condizione anomala, il dispositivo interrompe la
misurazione e visualizza un simbolo di errore. Vedere pagina 8 per ladescrizione dei simboli.
Questo monitor della pressione arteriosa è destinato all’uso dai 13 anni
in su. Consultare il proprio medico prima di utilizzare questo dispositivo
su un bambino. Un bambino non deve utilizzare questo dispositivo senzasorveglianza.
Le prestazioni di questo monitor automatico della pressione arteriosa
potrebbero essere influenzate da temperatura, umidità o altitudine
eccessive.

Italiano 19

Cos’è l’indicatore IHB?
Quando il monitor rileva un ritmo irregolare durante le misurazioni, viene
visualizzato l’indicatore IHB sul display con i valori di misurazione.
Nota:

si consiglia di contattare il proprio medico se l’indicatore IHB
viene visualizzato frequentemente.

Cos’è l’ IHB?
Il misuratore di pressione UA-1200BLE fornisce la misurazione dellapressione sanguigna e della frequenza del polso anche quando si verifica
un battito cardiaco irregolare. Un battito cardiaco irregolare è definito
come un battito cardiaco che varia dalla media di tutti i battiti cardiaci
durante la misurazione della pressione sanguigna.

Indicatore di classificazione OMS
Questo indicatore si trova
sull’app:Ogni segmento dell’indicatoredella barra corrisponde alla
classificazione della pressione
arteriosa dell’OMS descritta
nella pagina successiva.

Italiano 20

Informazioni sulla pressione arteriosa
Cos’è la pressione arteriosa?

La pressione sanguigna è la forza esercitata dal sangue contro le paretidelle arterie. La pressione sistolica si verifica quando il cuore si contrae.
La pressione diastolica si verifica quando il cuore si espande. La
pressione sanguigna viene misurata in millimetri di mercurio (mmHg). La
pressione arteriosa naturale di una persona è rappresentata dallapressione fondamentale, che viene misurata per prima cosa al mattino
mentre si è ancora a riposo e prima di mangiare.

Cos’è l’ipertensione e come viene controllata?

L'ipertensione, una pressione sanguigna arteriosa anormalmente alta, se
non trattata, può causare molti problemi di salute tra cui ictus e infarto.
L’ipertensione può essere controllata modificando lo stile di vita, evitando
lo stress e con farmaci sotto la supervisione di un medico.
Per prevenire l’ipertensione o tenerla sotto controllo:
Non fumare
Fare regolarmente esercizio
Ridurre l’assunzione di sale e grassi
Effettuare controlli fisici regolari
Mantenere un peso adeguato

Perché misurare la pressione arteriosa a casa?

La pressione sanguigna misurata in una clinica o nell'ufficio del medico
può causare apprensione e può portare ad elevare la lettura da 25 a 30
mmHg più alta di quella misurata a casa. La misurazione domiciliare
riduce gli effetti delle influenze esterne sulle letture della pressione
arteriosa, integra le letture del medico e fornisce una storia più accurata
e completa della pressione arteriosa.

Italiano 21

Informazioni sulla pressione arteriosa
Classificazione della pressione arteriosa dell’OMS
Riferimento: Journal of Hypertension 1999, Vol 17 No.2

mmHg
Pressione sanguigna diastolica

Gli standard per valutare
l’ipertensione arteriosa,indipendentemente dall’età,sono stati stabiliti
dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità(OMS), come illustrato nella
tabella.

Ipertensione di grado 3 (grave)

110

Ipertensione di grado 2 (moderata)

105
100

Ipertensione di grado 1 (lieve)

95
90
85
80

Normale alta
NormaleOttimale120 130 140 150 160 170 180
Pressione arteriosa sistolica
mmHg

Variazioni della pressione arteriosa
La pressione arteriosa di un individuo varia notevolmente su basegiornaliera e stagionale. Potrebbe variare da 30 a 50 mmHg a causa divarie condizioni durante il giorno. Negli individui ipertesi, le variazioni
sono ancora più pronunciate. Normalmente, la pressione sanguigna saledurante il lavoro o il gioco e scende ai suoi livelli più bassi durante ilsonno. Di conseguenza, non preoccuparsi eccessivamente per i risultati
di una singola misurazione.

Italiano 22

Fluttuazione tipica in una giornata(Misurata ogni cinque minuti)
Pressione sanguigna

Effettuare le misurazioni ogni giorno
alla stessa ora utilizzando laprocedura descritta in questo
manuale per conoscere la propriapressione arteriosa normale. Letture
regolari consentono una storia piùcompleta della pressione arteriosa.
Accertarsi di annotare la data e l’ora
di ogni registrazione della pressione
arteriosa. Consultare il proprio
medico per interpretare i dati dellapressione arteriosa.

Sistolica

Sonno

Diastolica
PM

AM

Ora

Impostazioni dall’App
Impostazione
Nickname(Soprannome)Start Time(Ora di inizio)

Remove User
(Rimuovi utente)

Descrizione
L’utente può sovrascrivere il nome utente
predefinito visualizzato sul monitor, assegnando unnome utente personale (fino a 10 caratteri).
Consente a un utente di scegliere la lunghezzadell’intervallo tra la pressione del pulsante “Start”
e quando il monitor inizierà la misurazione. Per più
utenti, è utile un intervallo più lungo. Per singoli
utenti, è utile un intervallo più breve.
L’impostazione predefinita per singolo utente è
impostata su 1 secondo, mentre per più utenti èimpostata su 5 secondi.
Consente all’utente di rimuoversi come utente nelmonitor della PA.

Check Software
Consente agli utenti di aggiornare il monitor con il
Update(Controllare il software software Bluetooth® più recente.
Aggiornare)
UnpairConsente all’utente di eliminare l’associazione del(Unpair)
proprio dispositivo mobile con il monitor della PA.
L’eliminazione è anche possibile tramite
l’impostazione Bluetooth® nel dispositivo mobile.
Reset
Questa funzione ripristina il monitor alle(Azzerare)
impostazioni di fabbrica. Tutte le date nel monitor
saranno eliminate.
Ciò non influirà sui dati memorizzati nel proprio
dispositivo mobile.

Italiano 23

Impostazione dal monitor
Impostazione del monitor
Utilizzare la funzione Modalità aereo in un ambiente che non consenta
di emettere radiofrequenze. La misurazione può essere fatta inmodalità aereo e i dati saranno trasferiti all'App alla prossima
connessione.
1. Tenere premuto il pulsante Start: viene visualizzata
la schermata di selezione della Modalità aereo.
Premere il pulsante Start per passare tra ON e OFF.
2. Selezionare ON e attendere 3 secondi per
accedere alla Modalità aereo.
In Modalità aereo, l’icona dell’aeroplano verrà
visualizzata nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.

Italiano 24

Risoluzione dei problemi
Problema

Possibile causa
Batteria scarica
Errore interno delmonitor dellaL’alimentaziopressione
ne non sisanguigna.
accende.
Il cavo di ricaricadella batteria ècollegato.
Il bracciale
non siBatteria scarica
gonfia.
Viene rilevato un
Il dispositivo movimento.
non eseguelamisurazione.
Le letturesono troppo
alte o troppobasse.
Il valore èdiverso daquellomisuratopresso una
clinica o uno
studiomedico.

Suggestion
Caricare la batteria.
Premere l’interruttore di azzeramento.

Togliete il cavo di ricarica.
Caricare la batteria.

Accertarsi di rimanere fermi e zitti
durante la misurazione.
In presenza di un battito cardiaco molto
debole o irregolare, il dispositivo
potrebbe avere difficoltà a determinare
la pressione arteriosa.
Sedersi comodamente e restare fermi.
La posizione delAppoggiare il braccio su un tavolo con il
bracciale non è
palmo rivolto verso l’alto e il braccialecorretta.
sul braccio superiore allo stesso livellodel cuore.
In una clinica o in La misurazione domiciliare riduce gli
uno studio medico effetti delle influenze esterne sullel’apprensione
letture della pressione arteriosa,potrebbe causare integrando le lettre del medico.
una lettura
elevata.

Nota: se le azioni sopra descritte non risolvono il problema, contattare il
rivenditore autorizzato. Non tentare di aprire o riparare questo
prodotto, altrimenti la garanzia potrebbe non essere valida.

Italiano 25

Manutenzione
Non aprire il dispositivo. Esso utilizza componenti elettrici delicati e una
complessa unità pneumatica che potrebbero danneggiarsi. Se non è
possibile risolvere il problema tramite le istruzioni per la risoluzione dei
problemi, contattare il rivenditore autorizzato nella propria zona o il
nostro servizio clienti. Il servizio clienti A&D fornirà informazioni tecniche,
pezzi di ricambio e unità ai rivenditori autorizzati.
Il dispositivo è stato progettato e realizzato per una lunga durata.
Tuttavia, in generale, si consiglia di far controllare il dispositivo ogni 2anni, per garantire il corretto funzionamento e accuratezza. Contattare il
rivenditore autorizzato nella propria zona o A&D per la manutenzione.

Dati tecnici
Tipo

UA-1200BLE

Metodo di misurazione

Misura oscillometrica

Intervallo di misurazione

Pressione:
0 - 299 mmHg
Pressione sistolica: 60 - 279 mmHg
Pressione diastolica: 40 - 200 mmHg
Frequenza:
40 - 180 battiti/min

Accuratezza di misurazione

Pressione:
Frequenza:

Circonferenza braccio

22 - 42 cm

Alimentazione

3,7 V agli ioni di litio 325 mAh

Numero di misurazioni

Circa 100 volte
Con valore di pressione 170 mmHg,
temperatura ambiente 23 °C.

Classificazione

Apparecchiatura EM con alimentazione interna(Fornita da batterie) /Classe II (Fornita da adattatore)
Modalità di funzionamento continuo

Test clinico

Secondo ISO81060-2±3 mmHg±5%

Italiano 26

Dati tecnici
EMD

IEC 60601-1-2: 2014

Comunicazione wireless

ZY (MURATA Manufacturing Co. Ltd.)
Bluetooth® Ver.4.1 Bassa energia
Tecnologia BLP
Banda di frequenza: da 2.402 MHz a 2.480 MHz
Potenza RF massima in uscita: 2,1 dBm
Modulazione: GFSK

Condizioni difunzionamento
Condizioni ditrasporto/stoccaggio

Da +10 °C a +40 °C / Da 15% RH a 85% RH/
Da 800 hPa a 1.060 hPa
Da -20 °C a +60 °C / Da 10% RH a 95% RH/
Da 700 hPa a 1060 hPa

Dimensioni

Circa 44 [L] x 126 [A] x 26 [P] mm

Peso

Circa 205 g

Protezione ingresso

Dispositivo: IP20

Parte applicata

Bracciale Tipo BF

Vita utile

5 anni (se utilizzato sei volte al giorno)

Articoli inclusi

UA-1200BLE - 1PC
Manuale di istruzioni - 1PC
Cavo di ricarica (KSUSB-2C) - 1PC
Carta con codice QR - 1PC

OpzioneAdattatore CA: AX-TB283

Italiano 27

PROMEMORIA

Italiano 28

A&D Company, Ltd.

1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585 JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

Emergo Europe B.V.

Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS

A&D INSTRUMENTS LIMITED

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY
United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.

1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409

OOO A&D RUS

OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd 爱安德技研贸易（上海）有限公司

中国 上海市自由贸易试验区浦东南路855号世界广场32楼C,D室 邮编200120(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road,China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone,
200120, China )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED( 509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India ): 91-124-4715555: 91-124-4715599