Mankiet nie został zapięty
prawidłowo.

ELEKTRONICZNY APARAT DO POMIARU CIŚNIENIAWewnętrzny błąd urządzenia

1. SZANOWNI KLIENCI







Symbole




























SYS
DIA
PUL/minZalecamy, aby przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie
przeczytać niniejszą instrukcję.










Poniżej znajdują się środki ostrożności dotyczące właściwego korzystaniaz urządzenia:
Nie zakładać mankietu na ramię, na którym umieszczone są inneurządzenia medyczne. Urządzenia te mogą nie funkcjonować prawidłowo.
Osoby, które mają poważne problemy krążeniowe w ramieniu powinnyprzed użyciem urządzenia skonsultować się z lekarzem, aby zapobiec
problemom natury medycznej.
Nie należy samodzielnie dokonywać diagnozy ani podejmować leczenia w
oparciu o uzyskane wyniki. W celu oceny wyników i wyboru sposobu
leczenia należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Nie zakładać mankietu na ramię, na którym znajduje się niezagojona rana.
Nie zakładać mankietu na ramię, do którego podłączony jest wlew dożylny lub
dokonywana jest transfuzja krwi. Może to doprowadzić do zranień lub wypadków.
Nie używać urządzenia w obecności gazów zapalnych jak np. gazznieczulający. Może być to przyczyną eksplozji.
Nie używać urządzenia w warunkach wysokiego stężenia tlenu, takie jakkomory tlenowe z wysokim ciśnieniem tlenu lub namiot tlenowy. Może być
to przyczyną pożaru lub eksplozji.

4. BUDOWA CIŚNIENIOMIERZA
Prawidłowy zakres dopasowania
IndexWskaźnik pozycji tętnicy
Przewód powietrza

Model UA-651 tylko

DC podnośnik

AC adapter wtyczka
Wyświetlacz
Przycisk START
Gniazdo przewodu powietrza
Wtyk przewodu powietrza
Przegroda baterii
Pokrywa baterii

Uwaga: Model UA-611 nie jest wyposażony w gniazdko DC do
zasilacza.
Gniazdko DC znajduje się z tyłu modelu (wyłącznie model UA-651).
Zasilacz stanowi akcesorium opcjonalne (sprzedawane oddzielnie).

WYŚWIETLACZ

Pamięć
Ciśnienie skurczoweCiśnienie rozkurczowe

Zabezpieczyć
mocowanie z tkaninyCiśnienie rozkurczowe w mmHg.
Tętno na minutę

Funkcja / znaczenie

Zalecanie działanie

Pojawia się, gdy pomiar jest w toku.
Miga gdy tętno zostanie wykryte.
Identyfikator nieregularnego pulsu(I.H.B.) pojawia się, gdy zostaje
wykryte nieregularne bicie serca.
Może wyświetlić się, gdy zostanie
wykryta bardzo łagodna wibracja jak
np. drżenie lub dreszcze.
Poprzednie pomiary zapisano w
pamięci.
Wskaźnik naładowania baterii
podczas pomiaru.
Wskaźnik miga, gdy bateria jest
wyczerpana.

Pomiar w toku. Pozostań
w nieruchomej pozycji.

Niestabilne ciśnienie krwi, w związku
z poruszaniem się podczas pomiaru.

Index

Gdy kontrolka miga, wymienić
wszystkie baterie.
Wykonaj pomiar ponownie.
Pozostań nieruchomo
podczas pomiaru.

Różnica pomiędzy wartością
skurczową i rozkurczową jest w
Zapnij mankiet prawidłowo izakresie 10 mmHg.
wykonaj pomiar ponownie
Wartość podczas nadmuchiwania nie
wzrasta.

11. INFORMACJE O CIŚNIENIU KRWIi pawidłowy zakres dopasowania.

: W oparciu o aktualne dane Wskaźnik klasyfikacji ciśnienia krwi
wskaźnik wyświetla poziomCiężkie nadciśnienie
odpowiadający poziomowi
Umiarkowane nadciśnienie
zgodnie z klasyfikacją WHO.
Łagodne nadciśnienie
Wysokie normalne
Normalne
Optymalne

Producent

7. POMIAR

Data produkcjiIPSNMiędzynarodowy symbol ochrony urządzenia

7.1. Normalny pomiar

Numer seryjny

Chronić przed wilgocią

Zużyty wyrób oddać do punktu zbiórki odpadów. Zawiera
składniki niebezpieczne dla środowiska. Prawidłowa utylizacjaurządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów
uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, któremoże być zagrożone przez
nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Jeśli maszwątpliwości, gdzie oddać zużyty aparat skontaktuj się z firmą
Diagnosis tel. +48 (085) 874 60 45

6. KORZYSTANIE Z CIŚNIENIOMIERZA
6.1. Montaż / wymiana baterii

1. Zdejmij pokrywę baterii.[Krok 1]
2. Aby wymienić baterie należy wyjąć
zużyte baterie z przegrody nabaterie.[Krok 2]
3. Włóż nowe baterie do przegrody
tak, jak pokazano na ilustracji,zwracając uwagę na prawidłowe
ustawienie biegunów (+) i (-).[Krok
Krok 23]
4. Załóż pokrywę baterii. Używaj tylko
baterii R6P, LR6 i AA.[Krok 4].

Krok 3

Krok 1
Krok 4

UWAGA









6.2. Podłączanie przewodu powietrzaUmieść solidnie wtyk
przewodu powietrza w
gnieździe przewodu
powietrza.

Przewód powietrza
Wtyk przewodu
powietrza
Gniazdo przewodu powietrza

6.3. Podłączanie zasilaczaS

1. Załóż mankiet na ramieniu (najlepiej Na poziomie serca
na lewym), na wysokości serca.
Naciśnij klawisz _START_
Podczas pomiaru należy siedzieć
spokojnie.
Wyświetlenie wszystkiech
2. Naciśnij przycisk _START_ .
segmentówWyświetlane są wszystkie segmenty

12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

wyświetlacza. Przez chwilę wyświetlane jest
migające zero (0). Następnie, wraz z
rozpoczęciem pomiaru, wyświetlanie zmienia Wyświetla Zerosię, jak pokazano po prawej. Rozpoczyna się
pompowanie mankietu. Normalne jest
odczuwanie ciasności mankietu. Podczas
pompowania, jak pokazano po prawej,
Rozpoczęcie
wyświetlany jest pasek wskazujący ciśnienie.
pompowania
Uwaga: Jeżeli chcesz w dowolnym momencie
zatrzymać pompowanie, wciśnij ponownie
przycisk _START_ .
Pomiar
3. Po zakończeniu pompowania, spust
powietrza rozpoczyna się
automatycznie i miga znak serca
wskazując, że pomiar jest w
Pomiar w toku
toku. Po wykryciu tętna, znak miga zkażdym uderzeniem.
UWAGA: Jeżeli prawidłowe ciśnienie
nie zostanie osiągnięte, urządzenie
automatycznie rozpocznie ponowne
pompowanie.

Włożyć wtyczkę zasilacza dogniazdka DC. Następnie podłączyć
zasilacz do gniazda elektrycznego.
Odłączając zasilacz od gniazdka
elektrycznego należy chwycić iwyjąć trzon zasilacza z gniazdka.
Odłączając wtyczkę zasilacza odmonitora ciśnienia krwi, należy
chwycić i wyjąć wtyczkę zasilacza z
monitora.

Model UA-651 tylko

Gniazdko DC
Wtyczka zasilacza

Baterie są wyczerpane.

Wymień wszystkie baterie na nowe.

Bieguny baterii nie są
ustawione prawidłowo.

Ułóż baterie w przegródce ponownie,
prawidłowo ustawiając bieguny ujemne
i dodatnie.

Poruszyłeś/łaś ręką lubUrządzenie
nie wykonuje ciałem podczas
pomiaru.
pomiaru.
Odczyty są
Pozycja mankietu nie
zbyt wysokie
jest prawidłowa.
lub zbyt niskie.

Ciśnienie skurczoweCiśnienie rozkurczowe
Klasyfikacja WHO

Wartość jest różna odtej, zmierzonej w
przychodni lub w
gabinecie lekarskim.

Zalecane działanie

Wymień wszystkie baterie na nowe.

Zapnij mankiet prawidłowo.
Upewnij się, że podczas pomiaru
pozostajesz w ciszy i nieruchomo.
Usiądź wygodnie i nieruchomo.
Połóż rękę na stole z dłonią skierowaną
ku górze i tak, aby mankiet znajdowałsię na poziomie serca.
Jeżeli Twoje tętno jest słabe lub
nieregularne, urządzenie może miećproblem z określeniem Twojegociśnienia krwi.
Niepokój spowodowany obecnością w
gabinecie lekarza może spowodowaćzawyżenie odczytów. Dokonywanie
pomiarów w domu niweluje skutki
wpływów zewnętrznych na odczyty
ciśnienia krwi i uzupełnia pomiary
dokonywane przez lekarza.

Inne

UWAGA: Jeżeli działania wymienione powyżej nie rozwiążą problemu,
skontaktuj się ze sprzedawcą. Nie próbuj otwierać ani naprawiać produktu,gdyż spowoduje to unieważnienie gwarancji.

13. KONSERWACJA

Wciśnij i przytrzymaj
przycisk _START_

Nie otwieraj urządzenia. Zawiera ono delikatne elektryczne komponenty
oraz skomplikowany system powietrzny, który może łatwo ulec
uszkodzeniu. Jeżeli nie możesz rozwiązać problemu korzystając ze
wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów, zwróć się o pomoc
do lokalnego dystrybutora lub działu obsługi klienta.
Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób, aby
jego czas eksploatacji był jak najdłuższy. Mimo to, aby zapewnić
prawidłowe funkcjonowanie i dokładność pomiarów, zaleca się
przeprowadzenie kontroli ciśnieniomierza co 2 lata. W tym celu
skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem w swojej okolicy.

Pompowanie w toku

14. DANE TECHNICZNE

1. Załóż mankiet na ramieniu (najlepiej
na lewym).
3. W czasie gdy miga zero wciśnij i
przytrzymaj przycisk START_ aż
pojawi się wartość wyższa od
spodziewanego ciśnienia
skurczowego o 30 do 40 mmHg.

Możliwa przyczyna

Ekranpozostaje
pusty, mimowłączeniaurządzenia.

Mankiet nie został
prawidłowo zapięty.

powtarza się kilkukrotnie, należy
zastosować następujące metody.
Na poziomie sercaJeżeli spodziewasz się, że Twoje ciśnienie
skurczowe przekroczy 230 mmHg
Naciśnij klawisz
skorzystaj z poniższej procedury.
_START_

2. Wciśnij przycisk _START_ .

Problem

Bateria jest słaba(symbol SŁABABATERIA) miga. W
Mankiet nie
napompowuje przypadku całkowitego
wyczerpania baterii,się.
kontrolka ta nie pojawisię.

Włóż baterie do przegrody tak, jak pokazano na ilustracji. W przeciwnym razie,
Pulsurządzenie nie będzie funkcjonowało.
4. Po zakończeniu pomiaru,(SŁABA BATERIA) zacznie migać a urządzenie
Gdy kontrolka
Automatyczny spustwyświetlone zostaną wartości
zasygnalizuje konieczność wymiany baterii, należy wymienić baterie na nowe.
pozostałego powietrzaciśnienia skurczowego
Nie należy łączyć starych i nowych baterii. Może to skrócić czas eksploatacji
i rozkurczowego oraz wartość tętna. Wyłączenie za pomocą
baterii lub spowodować awarię urządzenia. Aby wymienić baterie, należy powyłączeniu urządzenia odczekać dwie sekundy [lub więcej].
Mankiet wypompowuje pozostałe
przycisku _START_(SŁABA BATERIA) nie pojawia się gdy baterie są wyczerpane.
Symbolpowietrze do całkowitego opróżnienia.
Żywotność baterii waha się w zależności od temperatury otoczenia i może byćmniejsza w niższych temperaturach.
5. Wciśnij ponownie przycisk _START_ aby wyłączyć urządzenie.
Zasadniczo 4 nowe baterie R6P powinny wystarczyć na ok. 3 miesiące w
UWAGA: Model UA-611 / UA-651 jest wyposażony w funkcję
przypadku codziennych pomiarów dokonywanych dwa razy dziennie.
automatycznego wyłączenia. Przed dokonaniem ponownego pomiaru u tejNależy używać wyłącznie określonych baterii. Baterie dostarczone wraz zurządzeniem służą wyłącznie w celu sprawdzenia działania urządzenia i mogą samej osoby należy odczekać minimum 3 minuty.
mieć ograniczoną żywotność.
7.2. Pomiar z określonym ciśnieniem skurczowymJeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
Jeżeli ponowne nadmuchiwanie
Baterie mogą wyciec i spowodować awarię.

UA-611, UA-651
Pomiar oscylometrycznyCiśnienie:
0 - 299 mmHg
Ciśnienie skurczowe:
60-279 mmHg
Ciśnienie rozkurczowe: 40-200 mmHg
Tętno:
40-180 uderzeń na /minutę.
Dokładność pomiaru Ciśnienie: ±3 mmHg
Tętno:±5%
6.4. Wybór odpowiedniego mankietu
Zasilaniebaterie 4 x 1,5V (R6P, LR6 lub AA)Używanie mankietu w odpowiednim rozmiarze jest istotne dla
Zasilacz (TB-233C) (nie jest dostarczany)
7.3.
Uwagi
odnośnie
prawidłowych
pomiarów
Liczba pomiarów
około 700 pomiarów LR6 (baterie alkaliczne)
dokładnych odczytów. Jeżeli rozmiar mankietu jest nieprawidłowy, Usiądź wygodnie na krześle. Oprzyj rękę na stole. Nie krzyżuj nóg. Stopy oprzyj
około 200 pomiarów R6P (baterie manganowe)
odczyty mogą zawierać nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego.
na podłodze i wyprostuj się.
przy wartości ciśnienia 180 mmHg w temp.
 Rozmiar ramienia jest nadrukowany na każdym mankiecie.
 Usiądź w wygodnej pozycji. Oprzyj rękę na stole z dłonią skierowaną ku górze ioraz prawidłowy zakres umieszczony na mankiecie informują, Wskaźnik
otoczenia wynoszącej 23°C
mankietem na wysokości serca.
czy został wybrany prawidłowy rozmiar mankietu (Należy odnieść się do punktu  Umieść środek mankietu na wysokości serca
Klasyfikacja
elektryczne urządzenie medyczne zasilane„6.5. Zakładanie mankietu”)
 Przed pomiarem odpręż się przez 5 lub 10 minut. Jeżeli jesteś
wewnętrznie
wykazuje wartość poza zakresem, należy skontaktować się Jeżeli wskaźnik
podekscytowany/a lub przygnębiony/a w wyniku stresu emocjonalnego, pomiar
Tryb
pracy
ciągłyz lokalnym dystrybutorem w celu zakupu mankietu zastępczego.
odzwierciedli te stany jako wyższe (lub niższe) ciśnienie krwi niż w stanie
Test kliniczny
Zgodnie z ISO81060-2：2013
 Mankiet podlega zużyciu. W przypadku zużycia należy zakupić nowy.
normalnym; wartość pulsu będzie zwykle wyższa niż normalnie.
EMC
IEC 60601-1-2: 2014
 Podczas pomiaru należy pozostać w nieruchomej pozycji i zachować ciszę.
ostatnich 30 pomiarów
 Nie należy dokonywać pomiarów bezpośrednio po ćwiczeniach fizycznych lub po Pamięć
Obwód ramienia
Zalecany rozmiar mankietu
Numer katalogowykąpieli. Przez pomiarem należy odpocząć przez 20-30 minut.
Warunki pracy+10 do +40 °C / 15 do 85 % / wilgotności względnej /31 cm do 45 cm
Mankiet dla dorosłych dużyCUF-F-LA Ciśnienie krwi danej osoby podlega ciągłym zmianom, w zależności od
800 do 1060 hPa
22 cm do 32 cm
Mankiet dla dorosłych
CUF-F-A
wykonywanej czynności oraz spożytych pokarmów. To, co pijesz może mieć
Warunki transportu/ -20 do +60 °C / 10 do 95 % / wilgotności względnej /Rozmiar ramienia: Obwód bicepsa.
duży i szybki wpływ na Twoje ciśnienie krwi.
przechowywania
700
do 1060 hPa
 Urządzenie opiera swój pomiar na tętnie. Jeżeli Twoje tętno jest bardzo słabe lub
Uwaga:
Model UA-611 / UA-651 NIE JEST przeznaczony do użytku z
Wymiary
W przybliżeniu 96 [Szer.] x 68 [Wys.] x 130
nieregularne, urządzenie może mieć problemy z określeniem Twojego ciśnienia
małym rozmiarem mankietu.
[Głęb.] mm
krwi.
Symbole wydrukowane na mankiecie.
 Jeżeli urządzenie wykryje stan odbiegający od normy, wówczas pomiar zostanie Waga
W przybliżeniu 230 g bez baterii
przerwany i wyświetlony zostanie komunikat błędu. Opis symboli znajduje się w
ZastosowanaczęśćMankiet Typ BF
Zalecane działanie
Symbols Funkcja/ Znaczenie
punkcie „5. Symbole”.
Czas użytkowania: Urządzenie: 5 lat (w przypadku używania 6 razy dziennie)
na wysokości
Umieścić znak
Oznaczenie pozycji tętnicy
 Niniejsze urządzenie jest przeznaczone dla osób dorosłych. Przed
Mankiet:2 lata (w przypadku używania 6 razy dziennie)tętnicy na ramieniu lub w jednej
zastosowaniem urządzenia u dziecka należy skonsultować się z lekarzem.
Zasilacz:
5 lat (w przypadku używania 6 razy dziennie)linii z palcem serdecznym po
Dzieci nie mogą używać urządzenia bez nadzoru.
wewnętrznej stronie ręki.
Stopień ochrony:
IP20 Pomiary należy wykonywać w miarę możliwości codziennie o tej samej porzeWskaźnikdnia
Zasilacz: /TB233C W celu zakupu należy skontaktować się z Na działanie automatycznego monitora ciśnienia krwi może wpływać nadmierna
lokalnym sprzedawcą firmy A&D.
REF Numer katalogowy
temperatura, wilgotność lub wysokość nad poziomem morza.
Zasilacz należy okresowo kontrolować lub
Prawidłowy zakres dla mankietu dla
wymieniać.
dorosłych. Nadrukowany na mankiecie
8. WYŚWIETLANIE ZAPISANYCH DANYCH
dla dorosłych.
Symbole nadrukowane na zasilaczuUżyć dużego mankietu dla
Zakres dla dużego mankietu dla
Symbols
Funkcja/ ZnaczenieUrządzenie automatycznie zachowuje w pamięci do 30 wyników pomiarów
dorosłych w rozmiarze L zamiast
dorosłych. Przekroczenie zakresuciśnienia krwi i tętna. Zachowane wyniki są ponumerowane od najnowszegoWyłącznie do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
standardowego mankietu dla
nadrukowane na mankiecie dla
do najstarszego. Najstarszy wynik jest wyświetlany jako "". Symbol
dorosłych.
dorosłych.
Urządzenie klasy II
znajdujący się w górnym lewym rogu wyświetlacza informuje, żePrawidłowy zakres dla dużego mankietu
Bezpiecznik termiczny
dla dorosłych. Nadrukowany na dużym
przeglądane są poprzednie wyniki zapisane w pamięci.
mankiecie dla dorosłych.
Poniżej zakresu nadrukowanego na
mankiecie dla dorosłych.
Zakres w jakim należy używać
standardowego mankietu dla dorosłych.
Nadrukowany na dużym mankiecie dla
dorosłych.

8.1. Wyświetlanie danychUżyć standardowego mankietu dla
dorosłych zamiast dużego
mankietu dla dorosłych w
rozmiarze L.

Numer partii

Duży mankiet dla dorosłych

Prawidłowy zakres

6.5. Zakładanie mankietu
1.

Zwolnij przycisk _START_
by zatrzymać pompowanie

4. Po osiągnięciu żądanej wartości
zwolnij przycisk _START_ aby
Spodziewane ciśnienie
rozpocząć pomiar. Następnie
kontynuuj pomiar ciśnienia zgodnie z
Zapoznaj się z rozdziałem
instrukcjami podanymi w punkcie „7.1
"7.1 Normalny pomiar"
Normalny pomiar”.

Mankiet dla dorosłych

Symbole na wyświetlaczu

Pomiar w toku
Nadmuchiwanie zakończone
Nadmuchiwanie w toku

Przewód powietrzaOwiń ramię mankietem, około 1-2 cm powyżej wnętrza łokcia, jakpokazano na ilustracji.
Mankiet musi znajdować się bezpośrednio na skórze, gdyż ubraniemoże wywołać efekt fałszywego tętna i spowodować błędny pomiar.
2.
Zwężenie ramienia spowodowane zawiniętym rękawem możeprzeszkodzić w przeprowadzeniu dokładnego pomiaru.
3.
Upewnij się, że punkt wskaźnikowy
jest w odpowiednimzakresie.
Uwaga: Podczas pomiaru uczucie, że mankiet jest bardzo ciasny jest
normalne. (Nie należy się tym niepokoić)

1. Jeżeli nic się nie wyświetla
wcisnąć i przytrzymać przycisk_START_ w celu wyświetlenia
wyników.
2. Zwolnić przycisk, gdywyświetlane są wyniki średnie.

3. Numer wyniku i zachowane dane
zostaną automatyczniewyświetlone w porządku odostatniego pomiaru.

Naciśnij i
przytrzymaj przycisk_START_ Zwolnić
przycisk znak

Brak danych

Zachowanedane

8.2. Usuwanie zapisów

Akcesoria sprzedawane oddzielnie
Rozmiar
Numer
MankietRozmiar mankietu
katalogowy
ramienia
CUF-F-LAMankiet dla dorosłych duży 31 cm to 45 cm
CUF-F-A
Mankiet dla dorosłych
22 cm to 32 cm
Rozmiar ramienia: obwód bicepsu.
AC adapter

4. Po wyświetleniu wszystkich
wyników wyświetlacz wyłączy się
automatycznie.
UWAGA: Po wciśnięciu przycisku_START_ podczas wyświetlania
wyników, urządzenie wyłączy się.

Bezpiecznik
Etykieta urządzenia z certyfikatem zgodności z
dyrektywą EC
Biegunowość wtyczki zasilaczaŚredni wynik
Numer wyniku

Typ
Metoda pomiaru
Zakres pomiaru

Etykieta urządzenia z certyfikatem zgodności EAC

Kolejne wyniki

5. SYMBOLE`Ciśnienie skurczowe w mmHg.

Przedstawiciel w UEWskaźnik I.H.B. (identyfikator
nieregularnego pulsu)
Znak sercaWskaźnik poziomu baterii

SymboleZnak pozycji tętnicyPrąd stały
Typ BF: Urządzenie, mankiet i przewody zostały zaprojektowane tak,aby zapewnić specjalną ochronę przed porażeniem prądem
Etykieta dyrektywy EC odnośnie urządzeń medycznychTętnoWskaźnik poziomu ciśnienia iwskaźnik klasyfikacji WHOWskaźnik monitorujący wzrost ciśnienia w czasie pomiaru.
spust powietrza
Pompowanie

Funkcje i znaczenie

Zapoznaj się z instrukcją użycia

Do konstrukcji tego urządzenia użyto precyzyjnych komponentów. Należy
unikać skrajnych temperatur, wilgotności, bezpośredniego światła
słonecznego, uderzeń oraz kurzu.
Urządzenie należy czyścić miękką, suchą ściereczką lub ściereczką
nasączona wodą i łagodnym detergentem. Do czyszczenia nigdy nieużywać alkoholu, benzenu, rozcieńczalników lub innych drażniących
środków chemicznych.
Nie należy składać mankietu zbyt ciasno, ani nie należy przechowywać
przewodu mocno skręconego przez dłuższy czas, gdyż może tospowodować zmniejszenie trwałości tych elementów.
Należy uważać, by nie doszło do przypadkowego uduszenia się
przewodem niemowlęcia lub dziecka.
W trakcie pomiaru nie należy skręcać przewodu. Może to być przyczyną
powstania obrażeń ponieważ mankiet znajduje się stale pod ciśnieniem.
Urządzenie oraz mankiet nie są wodoodporne. Unikać kontaktu
urządzenia i mankietu z deszczem, potem i wodą.
W przypadku korzystania z urządzenia w pobliżu telewizorów, kuchenek
mikrofalowych, telefonów komórkowych, aparatów rentgenowskich i innychurządzeń o silnym polu elektrycznym, wyniki pomiaru mogą być zaburzone.
Na działanie ciśnieniomierza mogą mieć także wpływ urządzenia
komunikacyjne, takie jak urządzenia działające w sieci domowej, telefony
komórkowe, telefony bezprzewodowe i ich stacje bazowe oraz krótkofalówki.
Zalecane jest utrzymanie odległości ok. 30 cm od takich urządzeń.
Przed ponownym użyciem urządzenia należy upewnić się, że jest czyste.
Zużyte urządzenie, części oraz baterie nie mogą być traktowane jaknormalne odpady gospodarstwa domowego i należy je zutylizować
zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.
Urządzenia nie należy poddawać modyfikacjom. Może to stać się
przyczyną wypadków lub doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
Aby dokonać pomiaru krwi ramię musi być na tyle mocno ściśnięte przez
mankiet, by chwilowo zatrzymać przepływ krwi przez tętnicę. Może tospowodować ból, drętwienie lub tymczasowe zaczerwienienie ramienia.
Taki stan może pojawiać się zwłaszcza w sytuacjach, gdy pomiar jest
kolejno powtarzany. W miarę upływu czasu objawy zanikają.
Zbyt częste pomiary ciśnienia krwi mogą być szkodliwe, z uwagi na zakłócenie
w przepływie krwi. Należy upewnić się, że wielokrotne używanie urządzenia niebędzie skutkowało przedłużonym zaburzeniem przepływu krwi.
Nie przeprowadzono badań klinicznych u noworodków oraz u kobiet w ciąży.
Urządzenia nie należy stosować u noworodków ani u kobiet ciężarnych.
Po zabiegu mastektomii należy przed użyciem urządzenia skontaktowaćsię z lekarzem.
Nie należy dopuszczać do użytkowania urządzenia przez dzieci bez nadzoru
i nie należy pozostawiać produktu w miejscu dostępnym dla dzieci.
Nie wolno pozwalać dzieciom na samodzielne korzystanie z urządzenia
oraz nie należy używać urządzenia w pobliżu niemowląt. Może todoprowadzić do wypadków lub uszkodzeń.
Urządzenie zawiera małe części, które w przypadku połknięcia przez
niemowlęta stwarzają ryzyko udławienia się.
Nie należy dotykać jednocześnie baterii, gniazdka DC i ciała pacjenta.
Może to spowodować porażenie prądem.
Odłącz zasilacz sieciowy, gdy nie jest używany podczas pomiaru.
Używanie akcesoriów niewymienionych w tej instrukcji może zagrażać
bezpieczeństwu.
Jeżeli wystąpi zwarcie akumulatora, może się on nagrzać i możespowodować oparzenia.
Przed użyciem pozwól urządzeniu na przystosowanie się do otaczających
warunków (ok. 1 godziny).
Nie napełniać bez założenia mankietu wokół ramienia.

MANKIET

10. PASEK WSKAZUJĄCY CIŚNIENIE

Wskazówka odnośnie montażu baterii

To urządzenie spełnia wymogi Europejskiej Dyrektywy 93/42 EECodnośnie produktów medycznych. Świadczy o tym znak zgodności.
(0123: Numer identyfikacyjny zaangażowanej jednostki
notyfikującej)To urządzenie zostało zaprojektowane do użytku u osób dorosłych – nie
nadaje się dla noworodków ani dzieci.
Środowisko użytkowania: urządzenie jest przeznaczone do użytkowania
przez użytkownika wyłącznie w warunkach domowych.
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do pomiaru ciśnienia krwi i
pomiarów tętna dla celów diagnostycznych.

Przeciwwskazania

1-2 cmWłączanie / wyłączanie

3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


Wyjmij baterie i wciśnij
przycisk START a następnie
ponownie umieść baterie w
urządzeniu. Jeżeli błąd nadal
się pojawia, należy
skontaktować się ze
sprzedawcą.

Symbole nadrukowane na obudowie urządzenia:

2. UWAGI WSTĘPNE
Ciśnieniomierz UA-611 / UA-651 pozwala na pomiar ciśnienia krwi
oraz tętna nawet wtedy, gdy tętno jest nieregularne. Nieregularne tętno
jest określaniem tętna, które wykazuje 25% zróżnicowanie względem
średniego tętna, podczas pomiaru ciśnienia krwi. Bardzo ważne jest,
aby podczas pomiaru pozostać rozluźnionym, nie ruszać się i nie
rozmawiać.
UWAGA: Jeżeli widzisz wskaźnik
częściej, zalecamy
skontaktowanie się z lekarzem.

Nie wykryto prawidłowo tętna.

Model UA-611 / UA-651
Instrukcja użycia TłumaczenieCiśnieniomierz firmy A&D jest jednym z najbardziej zaawansowanychciśnieniomierzy dostępnych dziś na rynku. Został on zaprojektowany w
taki sposób, aby zapewnić łatwą obsługę i precyzyjny pomiar, dzięki
czemu codzienne pomiary ciśnienia krwi staną się prostsze.

9. CZYM JEST NIEREGULARNE TĘTNO

Nie należy podwijać rękawa zbyt ciasno

PUL. DISPLAY ERROR

Automatyczne wyłączenieNaciśnij I przytrzymaj klawisz

Catalog number

Plug (Outlet type)TB-233C

Type C

Uwaga:Parametry techniczne mogą być przedmiotem zmian bezwcześniejszego uprzedzenia, w celu poprawy jakości urządzenia.
Klasyfikacja IP to stopień ochrony zapewniany przez obudowy zgodnie
z normą IEC 60529. To urządzenie jest chronione przed cząstkami
stałymi o średnicy co najmniej 12 mm, na przykład przed palcami. Tourządzenie nie jest chronione przed wodą.

_START_

1. Podczas wyłączania urządzenia Zwolnij przycisk
wcisnąć i przytrzymać przycisk_START_ do momentu aż
wybierz ""wyświetli się komunikat
by wyczyścić
5 sek.
"".
zapisane dane
2. Aby usunąć wyniki należy
wybrać "".
Symbolmiga
3. Gdy miga znak
wyniki są
Dane zostały skasowane
usuwane.
4. Urządzenie wyłącza się
Automatyczne wyłączenie
automatycznie

A&D Company, Limited
1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama 364-8585 JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

Dystrybutor: DIAGNOSIS S.A.
ul. Gen. Władysława Andersa 38A, 15-113 Białystok, Polska
tel.: +48 85 732 46 22, fax: +48 85 732 40 99
www.diagnosis.pl
UWAGA: Specyfikacja może ulec zmianie w celu poprawy jakości,bez wcześniejszego powiadomienia. In-formacje dotyczące