Ojämnt blodtryck på grund av
rörelser under mätningen.

Digital blodtrycksmätare
Modell UA-651SLPlus
Bruksanvisning Översättning

9. Vad är arytmi (I.H.B) och
förmaksflimmer (AFib)

Rulla inte upp ärmen hårtMät igen. Var stilla under mätningen.

Manschett

De systoliska och diastoliska
värdena ligger inom 10 mmHg
från varandra.

När mätaren identifierar en oregelbunden frekvens under mätningen visas
I.H.B./AFib-indikatorn på skärmen med mätvärdena.

1–2 cmObs!

Tryckvärdet ökade inte under
uppblåsningen.

1. Bästa kund

10. Vad är förmaksflimmer (AFib)

Sätt på manschetten korrekt och mät igen.
Manschetten sitter inte korrekt.

Hjärtat drar ihop sig på grund av elektriska signaler i hjärtat och skickar ut blod
genom kroppen. Förmaksflimmer (AFib) inträffar när den elektriska signalen iförmaket blir störd och leder till störningar i pulsintervallet. Förmaksflimmer(AFib) kan leda till att blod stannar i hjärtat och kan lätt bilda koagel, vilket är en
orsak till stroke och hjärtattack.

Blodtrycksmätaren A&D är en av de mest avancerade mätarna på marknaden ochär utformad för enkel användning och noggrannhet. Den här enheten underlättar

PUL-FEL
Pulsen identifierades intekorrekt.

din dagliga blodtrycksmätning.
Vi rekommenderar att du läser igenom den här bruksanvisningen noggrant innan

Positioneringsmärke för artär

du använder produkten för första gången.

2. Inledande anmärkningar
Den här enheten överensstämmer med Rådets direktiv 93/42/EEG om
medicintekniska produkter. Det synliggörs genom överensstämmelsemärkningen. (0123: Referensnumret avser det anmälda organ som är involverat)
Enheten är utformad för användning på vuxna, inte på nyfödda eller småbarn.
Användningsmiljö. Enheten är avsedd för personligt bruk för vård i hemmet.
Den här enheten är avsedd för att mäta blodtrycket och pulsfrekvensen hos
människor i diagnostiskt syfte.

Standby och slå på enheten.
SYS

Systoliskt blodtryck i mmHg

DIA

Diastoliskt blodtryck i mmHg

PUL/minPuls per minut
Guide för installation av batteriet

Följande är försiktighetsåtgärder för korrekt användning av enheten.
Sätt inte manschetten på en arm som är ansluten till annan medicinsk elektrisk
utrustning. Utrustningen kanske inte fungerar korrekt.
Personer med allvarlig cirkulationsrubbning i armen måste kontakta en läkare före
användning av enheten för att undvika medicinska problem.
Ställ ingen diagnos själv baserat på mätresultaten och starta ingen
behandling själv. Kontakta alltid läkare för en bedömning av resultaten ochbehandlingen.
Sätt inte manschetten på en arm med ett sår som inte läkt.
Sätt inte manschetten på en arm som används för intravenöst dropp eller
blodtransfusion. Det kan orsaka skador eller olyckor.
Använd inte enheten i närheten av lättantändliga gaser som narkosgaser. Det
kan orsaka explosion.
Använd inte enheten i omgivningar med hög koncentration av syrgas, t.ex.
syrgaskammare med högtryck eller syrgastält. Det kan orsaka brand eller
explosion.

ger särskilt skydd mot elektriska stötar.

Index
Positioneringsmärke för artär
Luftslang

Kontakt för nätadapter

Skärm

ArmmanschettIP

1. Placera manschetten på armen i höjd

Tillverkare

med hjärtat (helst vänster arm). Var

Tillverkningsdatum

tyst under mätningen.

Vad är blodtryck?

I höjd med hjärtat

Blodtryck är den kraft som hjärtat utövar mot artärväggarna. Systoliskt tryck
inträffar när hjärtat drar ihop sig. Diastoliskt tryck inträffar när hjärtat utvidgar
sig. Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver (mmHg). En persons naturliga
blodtryck representeras av det grundläggande trycket som mäts direkt påmorgonen när man är utvilad och innan måltid.

Tryck på knappen _START _.

2. Tryck på knappen _START_ .

Serienummer

Alla skärmsegment visas. Noll (0)Se bruksanvisningen

blinkar under en kort tid. Skärmen

Alla skärmsegment

13. Indikator för WHO-klassificering

Varje segment i indikatorn motsvarar WHO:s blodtrycksklassificering enligt
beskrivningen på nästa sida.

när mätningen börjar. Manschetten

Symbol för internationell skyddsklass

börjar blåsas upp. Det är normalt att

Förvaras torrt

manschetten känns väldigt trång. En

Visar nollhöger, under uppblåsningen.
Obs! Om du vill avbryta uppblåsningen

6.1. Installera/byta batterier

när som helst, tryck på knappen

Steg 1

Steg 4

1. Ta bort batteriluckan.

Startar uppblåsning_START_ igen.
3. När uppblåsningen är klar startar

2. Ta ut de använda batterierna ur
batterifacket om de ska bytas.

tömningenautomatisktochSteg 3

mätningenpågår.

När

pulsenProblem

identifieras blinkar symbolen vid varje

Steg 2

Obs! Om ett korrekt tryck inte erhålls

Mätning pågår

startar enheten uppblåsningen igen

VAR FÖRSIKTIG

automatiskt.

Sätt in batterierna i batterifacket som på bilden. Om de sätts in på fel sätt fungerar inte
enheten.
Om
blinkar på skärmen och enheten indikerar att batteriet behöver bytas ut,
byt ut alla batterierna mot nya. Blanda inte gamla och nya batterier. Det kan förkorta
batteriernas livslängd eller göra så att enheten fungerar på fel sätt. Vänta i två
sekunder eller mer efter att enheten stängts av innan du byter batterierna.

Systoliskt tryck

4. När mätningen är klar visas det
systoliska och diastoliska trycket samt

WHO-klassificering

ut kvarvarande luft och töms helt.

visas inte när batterierna är slut.

att slå från strömmen.

Batteriernas livslängd varierar med omgivningstemperaturen och kan vara kortare vidlåga temperaturer.

Obs! Enhetenenavstängningsfunktion.

I allmänhet räcker fyra nya R6P-batterier ungefär tre månader vid mätning två gånger
per dag.
Använd endast angivna batterityper. Batterierna som medföljer enheten är till för att
testa enhetens funktion och kan ha en begränsad livstid.

harautomatisk

Låt

minst

Stäng av med knappentre_START _minuter gå mellan mätningar på samma
person.

gör så här: Om ditt systoliska tryck förväntas

I höjd med hjärtat

överstiga 230 mmHg, gör så här:
Tryck på knappen _START_.

1. Placera manschetten på armen i höjd

LuftslangÖvrigtmed hjärtat (helst vänster arm).

luftanslutningen.
Luftkoppling

Kontakt för nätadapter
Likströmsuttag_START_ tills ett värde som är cirka 30

Tryck och håll in knappen

till 40 mmHg högre än ditt förväntade_START_knappen_START_

för

att

Släpp knappen _START_

mätningen. Fortsätt sedan att mäta dittför att stoppa uppblåsningenÖnskat tryck

Rekommenderad manschettstorlek
Stor vuxenmanschett
Manschett med stort omfång
Mellanstor manschett
Vuxenmanschett
Liten vuxenmanschett

Sitt bekvämt på en stol. Vila armen på bordet. Korsa inte benen. Håll fötterna mot
golvet och räta på ryggen.

Luftanslutning

Symboler

Funktion/innebörd

Symbol för I.H.B. och AFib
Hjärtsymbol
Batteriindikator

indikator för WHO-klassificering

5. Symboler

Mätning pågår. Var så stilla sommöjligt.

±3 mmHg

Puls:

±5 %

Strömförsörjning

M/A

M

Under omfånget som är tryckt på den
stora vuxenmanschetten.

Nätadapter (tillval) (TB-233C) (medföljer inte)
Antal mätningar

normalt.

Cirka 700 gånger
Cirka 200 gånger

Var stilla och tyst under mätningen.

har ätit. Vad du dricker kan ha en mycket stor och snabb effekt på blodtrycket.

Med tryckvärde 180 mmHg, rumstemperatur 23 °C.
Internt strömförsörjd medicinsk elektrisk utrustning(drivs med batterier)/klass II (drivs med nätadapter)
Kontinuerligt driftsätt

Kliniskt test

I enlighet med ISO 81060-2：2013
I den kliniska valideringsstudien användes K5 på 85
subjekt för bestämning av diastoliskt blodtryck.

Den här enheten baserar mätvärdena på hjärtslagen. Om du har mycket svaga eller

IEC 60601-1-2: 2014

Minne

Senaste 60 mätningarna

Driftförhållanden+10 till +40 °C/15 till 85 % RH/800 till 1 060 hPa

Den här enheten är avsedd att användas av vuxna. Kontakta läkare innan den här

Transport-/förvaringsförhållanden -20 till +60 °C/10 till 95 % RH/700 till 1 060 hPa

enheten används på barn. Barn ska inte använda den här enheten utan övervakning.

Mått

Cirka

96 [B] x 68 [H] x 130 [D] mm

Vikt

Cirka

240 g, exklusive batterierna

Försök att mäta blodtrycket vid samma tidpunkt varje dag.

Kapslingsklass

Enhet:IP20

Den automatiska blodtrycksmätarens funktion kan påverkas av för hög temperatur,

Applicerad delManschett

Typ BF

luftfuktighet eller altitud.

Användbar livstid

Enhet:
Manschett:

5 år (vid användning sex gånger per dag)2 år(vid användning sex gånger per dag)

8. Hämta värden ur minnet

Nätadapter: fem år (vid användning sex gånger per dag)

Enheten sparar automatiskt upp till 60 blodtrycks- och pulsvärden i minnet. Värden som

Nätadapter som tillbehör/TB233C
Adaptern är avsedd för att ansluta enheten till en
strömkälla i hemmet. Kontakta den lokalaåterförsäljaren för A&D för inköp. Nätadaptern måste
inspekteras eller bytas ut regelbundet.

sparas i minnet tilldelas ett datanummer i följd från det senaste till det äldsta. De äldsta
värdena visas som ””. Symbolen

längst upp till vänster på skärmen anger att dutittar på tidigare värden som sparats i minnet.
Använd den stora
vuxenmanschetten istället för
vuxenmanschetten/den mellanstora
manschetten/manschetten med stortomfång.
Använd den lilla manschetten
istället för vuxenmanschetten/den
mellanstora
manschetten/manschetten med
stort omfång.
Använd vuxenmanschetten/den
mellanstora manschetten i stället
för den lilla manschetten.
Använd den mellanstora
manschetten istället för den stora
vuxenmanschetten.

8.1. Hämta värden

Inga värden
Tryck och håll in knappen

1. När ingenting visas, håll in

Symboler tryckta på nätadaptern.
Symboler_START_de sparade värdena.

Termisk säkring

Släpp knappen

Säkringsymbol

2. Släpp knappen när

Märkning för medicinteknisk produkt enligt
EU-direktivet
Märkning för certifiering enligt EAC

Genomsnittsvärde

genomsnittsvärdet visas.
3. Värdets nummer och sparade

Datanummer

värden visas automatisktsorterade från den senaste
mätningen.

Sparade värden

4. Skärmen stängs av automatiskt

Polaritet för kontakten för nätadaptern
Tillbehör säljs separat
Manschett Katalognummer

efter att alla värden visats.
Obs! Om du trycker på knappenOmfång för korrekt passform

hämtas stängs enheten av.

8.2. Rensa värden

M

1. När enheten stängs av, håll in

Mellanstor manschettknappen”SVAGT BATTERI

2. Välj ”

Liten vuxenmanschett1.

Lägg manschetten runt överarmen, ungefär 1–2 cm över armbågens insida som på bilden.
Placera manschetten direkt mot huden eftersom klädesplagg kan göra att pulsen blir svag
och leda till felaktig mätning.
2. Om överarmen dras samman av en skjortärm som rullats upp kan korrekta värden förhindras.
3. Bekräfta att indexet
pekar inom omfånget för korrekt passform.
Obs! Under mätningen är det normalt att manschetten känns väldigt trång. (Bli inte orolig).

_START_knappen _START _
Obs!
Släpp

tills

Armstorlek

Stor vuxenmanschett31 cm till 45 cm

CUF-I-ISO

Manschett med stort omfång 22 cm till 42 cm

CUF-D-MA-ISO

Mellanstor manschett23 cm till 37 cm

CUF-D-A-ISO

Vuxenmanschett22 cm till 32 cm

CUF-D-SA-ISO

Liten vuxenmanschett16 cm till 24 cm” för att rensa

Välj ”” för att

5 sekunderrensa värdena.

3.

Värdena rensas när

4.

Enheten stängs av automatiskt.

blinkar.
SymbolenKatalognummer

Kontakt (för eluttag)

TB-233C

Typ CSpecifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

IP-klassningen är den nivå av skydd som inkapslingarna ger enligt IEC 60529.
Den här enheten är skyddad mot fasta främmande föremål med 12 mm
diameter och större, t.ex. ett finger. Denna enhet är inte skyddad mot vatten.

knappen” visas.

värdena.

M/A

6.5. Sätta på armmanschetten
Ta ut batterierna, tryck på knappen_START_ och sätt in batterierna
igen. Om felet kvarstår, kontaktaåterförsäljaren.

Nätadapter

Tryck och håll inW

Vuxenmanschett
Byt ut alla batterier mot nya när
symbolen blinkar.

Manschettstorlek

CUF-D-LA-ISO

Armstorlek: Omkretsen vid biceps.

Manschett med stort omfång
__________

Stängs av automatiskt

M

FULLT BATTERIFunktion/innebörd
Endast för inomhusbruk
Enhet av klass II

knappen _START_ för att hämta_START_ medan värden

__________

LR6 (alkaliska batterier)
R6P (manganbatterier)

Klassificering

En persons blodtrycksvärde varierar kontinuerligt beroende på vad du gör och vad duvisas. I avsnittet ”5 Symboler” finns en beskrivning av symbolerna.

Lotnummer
Stor vuxenmanschett4 x 1,5V batterier (R6P, LR6 eller AA)

EMDÖver omfånget som står tryckt på den
lilla manschetten.

__________

40–180 slag/minut

Tryck:

Mätnoggrannhet

Till nästa värde

Rekommenderad åtgärd

40–200 mmHg

Puls:

Om enheten identifierar ett onormalt tillstånd avbryts mätningen och en felsymbol

Under omfånget som är tryckt påvuxenmanschetten/den mellanstora
manschetten/manschetten med stortomfång.

Symboler som visas på skärmen

Diastoliskt tryck:

oregelbundna hjärtslag kan enheten att ha svårt att bestämma ditt blodtryck.

Över omfånget som är tryckt påvuxenmanschetten/den mellanstora
manschetten/manschetten med stortomfång.

Tryckindikator och

60–279 mmHg

manschetten i höjd med hjärtat.

mätningen.

Omfång för korrekt passform för den
stora vuxenmanschetten. Står tryckt på
den stora vuxenmanschetten.
Omfång för korrekt passform för
manschetten med stort omfång. Stårtryckt på manschetten med stortomfång.
Omfång för korrekt passform för den
mellanstora manschetten. Står tryckt på
den mellanstora manschetten.
Omfång för korrekt passform för
vuxenmanschetten. Står tryckt påvuxenmanschetten.
Omfång för korrekt passform för den lilla
manschetten. Står tryckt på den lilla
manschetten.

Pulsfrekvens

0–299 mmHg

Systoliskt tryck:

lägre) blodtrycksvärde än normalt och pulsvärdet kommer vanligtvis att vara högre än

KatalognummerM

Tryck:

nedstämd av emotionell stress visar mätningen den stressen som ett högre (eller

Index

Diastoliskt tryck

Oscillometrisk mätning

Mätintervall

Koppla av i ungefär fem till tio minuter före mätningen. Om du är upphetsad eller

Rekommenderad åtgärd
Placera märket
påöverarmens artär eller i linje med
ringfingret på armens insida.

Positioneringsmärke för artär

Systoliskt tryck

UA-651SLPlus

Mätmetod

Sitt i en bekväm position. Lägg armen på ett bord med handflatan uppåt och

Placera manschettens mitt i jämnhöjd med hjärtat.

Katalognummer
CUF-D-LA-ISO
CUF-I-ISO
CUF-D-MA-ISO
CUF-D-A-ISO
CUF-D-SA-ISOTyp

Mät inte omedelbart efter fysisk aktivitet eller bad. Vila i tjugo eller trettio minuter före

Symboler tryckta på manschetten.

W

16. Tekniska data

7.3. Anmärkningar för korrekta mätningar

Omkretsen vid biceps.

START -knapp

MINNE

Enheten har utformats och tillverkats för att få en lång livslängd. Vi
rekommenderar emellertid normalt att låta inspektera enheten vartannat år för att
säkerställa korrekt funktion och noggrannhet. Kontakta den auktoriseradeåterförsäljaren i ditt område eller A&D för underhåll.

Se avsnittet”7.1 Normal mätning”

Det är viktigt att använda rätt manschettstorlek för en korrekt mätning. Om
manschetten inte har rätt storlek kan mätningen ge ett felaktigt blodtrycksvärde.
Armstorleken är tryckt på varje manschett.
Indexetoch omfång för korrekt passform på manschetten, visar om du använder
korrekt manschett. Se ”6.5 Sätta på armmanschetten”.
Om indexet
pekar utanför omfånget, kontakta den lokala återförsäljaren för att
köpa en utbytesmanschett.
Armmanschetten är en förbrukningsvara. Köp en ny om den blir sliten.

Om åtgärderna som beskrivs ovan inte löser problemet, kontaktaåterförsäljaren. Försök inte att öppna eller reparera den här produkten –garantin gäller då inte längre.

Öppna inte enheten. Den har ömtåliga elektriska komponenter och en invecklad
luftenhet som kan skadas. Om problemet inte kan lösas med
felsökningsanvisningarna, kontakta den auktoriserade återförsäljaren i dittområde eller vår kundtjänst. Kundtjänsten hos A&D ger teknisk information,
tillhandahåller reservdelar och enheter till auktoriserade återförsäljare.

blodtryck enligt beskrivningen i avsnittet”7.1 Normal mätning”.

Ta ut batterierna. Sätt tillbaka dem
korrekt och mät igen.

15. Underhåll

Uppblåsning pågår

starta6.4. Välja rätt manschettstorlek

Obs! Nätadaptern är ett valfritt tillval (säljs separat)Obs!

systoliska tryck visas.
4. När det önskade värdet nåtts, släpp

När kontakten för nätadaptern kopplas bort frånblodtrycksmätaren, fatta tag i kontakten för
nätadaptern och dra ut den ur mätaren.

REFPå kliniken eller läkarmottagningen kanängslan medföra att värdena förhöjs.
Mätning i hemmet minskar effekterna av
yttre påverkan på blodtrycksvärdena ochutgör ett komplement till läkarens
mätningar.

______________

Sätt i kontakten för nätadaptern ilikströmsuttaget. Anslut sedan nätadaptern till
ett eluttag. Nätadaptern, modell TB-233C, säljs
separat.
När nätadaptern kopplas bort fråneluttaget, fatta tag i nätadaptern och dra
ut den ur eluttaget.

Batterilucka

Värdet skiljer sig fråndet som uppmätts på
en klinik eller
läkarmottagning.

3. När nollan blinkar, håll in knappen

6.3. Ansluta nätadapternSitt bekvämt och stilla. Lägg armen på
ett bord med handflatan uppåt och
manschetten i höjd med hjärtat.
Om du har mycket svaga eller
oregelbundna hjärtslag kan enheten att
ha svårt att bestämma ditt blodtryck.

2. Tryck på knappen _START_ .

Luftanslutning

Var stilla och tyst under mätningen.

____________

Om uppblåsning sker upprepade gånger,

6.2. Ansluta luftslangen

Armstorlek:

Du flyttade armen eller
Enheten mäter kroppen undermätningen.
inte.
Värdena är för
höga eller för Manschettens position
är inte korrekt.
låga.

7.2. Mätning med önskat systoliskt tryck

Ta ut batterierna om enheten inte ska användas under en längre tid. Batterierna kan
läcka och orsaka felfunktion.

Sätt in batterierna så att den negativa
och den positiva polen matchar de som
visas i batterifacket.

Manschetten sitter inte
Sätt på manschetten korrekt.
korrekt.

Pulsfrekvens

Driver ut kvarvarande luft
automatiskt

5. Tryck på knappen _START_ igen för

Rekommenderad åtgärd
Byt ut alla batterierna mot nya.

Batterispänningen är förlåg.
blinkar. Om
Byt ut alla batterierna mot nya.
batterierna är helt slut
visas inte symbolen.

Manschettenblåses inte
upp.

Diastoliskt tryck

pulsfrekvensen. Manschetten släpper

Möjlig orsak

IngentingBatterierna är slut.
visas påskärmen, även Batteriernas poler är
när enheten är inte i rätt position.
påslagen.

pulsslag.

4. Sätt tillbaka batteriluckan. Använd endast
batterier av typen R6P, LR6 eller AA.

Armstorlek
31 cm till 45 cm
22 cm till 42 cm
23 cm till 37 cm
22 cm till 32 cm
16 cm till 24 cm

14. Felsökning

Trycksätter

(hjärtsymbol) blinkar, vilket indikerar att

3. Sätt in nya batterier i batterifacket sompå bilden. Var noga med att polerna (+)
och (-) sitter korrekt.

Sätt in luftkopplingen korrekt iIndikator för WHO-klassificering
Allvarlig hypertoniMåttlig hypertoni
Lindrig hypertoni
Hög normal
NormalOptimal: Indikatorn visar ett segment,
baserat på aktuella värden,
som motsvarar WHO:sklassificering.

tryckindikator visas, som på bilden till

6. Använda mätaren

Batterifack

Internt fel i enheten.

12. Om blodtryck

7.1. Normal mätning

EU-representant

Luftkoppling

Batteriet är svagt när symbolen
blinkar.

7. Mätningar

Likströmsuttagets polaritet

Likströmsuttag

Batteriströmindikatorn undermätning.

Mätning pågår
Uppblåsning klar
Uppblåsning pågår

ändras, som visas i figuren till höger,Omfång för korrekt passform

Tidigare mätningar sparade iminnet.

och omfång för korrekt passform

Märkning för medicinteknisk produkt enligt EU-direktivet

WEEE-märkningSN

4. Ingående delar

Symbol för arytmi (I.H.B) och
förmaksflimmer (AFib). Visas när enoregelbunden hjärtrytm identifieras.
Kan tändas när en mycket liten
vibration som en rysning ellerskakning identifieras.

Index

Typ BF: Enheten, manschetten och slangen är utformade så att deKontraindikationer

Visas när mätning pågår. Blinkar
när pulsen identifieras.

Släpper ut luft

Trycksätter

Luftslang

Likström

Precisionskomponenter har använts vid tillverkningen av den här enheten.
Undvik extrema temperaturer och luftfuktighet, direkt solljus, stötar och
damm.
Rengör enheten och manschetten med en torr, mjuk trasa eller en trasa
fuktad med vatten och ett neutralt rengöringsmedel. Använd aldrig alkohol,
bensen, thinner eller andra kraftiga kemikalier för att rengöra enheten eller
manschetten.
Undvik att vika ihop manschetten för hårt och att förvara slangen hårt lindadunder längre tidsperioder eftersom det kan förkorta komponenternas
livslängd.
Vidta åtgärder så att det inte finns risk för att spädbarn och små barn stryps av
slangen och kabeln.
Vrid inte luftslangen under mätningen. Det kan orsaka personskada på grund
av det kontinuerliga manschettrycket.
Enheten och manschetten är inte vattentäta. Undvik regn, svett och vatten på
enheten och manschetten.
Mätningarna kan bli felaktiga om enheten används i närheten av
TV-apparater, mikrovågsugnar, mobiltelefoner eller röntgenutrustning eller
andra enheter med kraftiga magnetfält.
Trådlösa kommunikationsenheter, t.ex. hemnätverksenheter, mobiltelefoner,trådlösa telefoner och deras basstationer samt walkie-talkies kan påverka den
här blodtrycksmätaren.
Därför ska sådana enheter hållas på ett avstånd om 30 cm.
Kontrollera att enheten är ren när den återanvänds.
Använd utrustning, delar och batterier betraktas inte som vanligt hushållsavfall ochmåste kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.
Gör inga förändringar på enheten. Det kan orsaka olyckor eller skada
enheten.
För att mäta blodtrycket måste armen tryckas ihop av manschetten tillräckligt hårtför att blodflödet genom artären ska stoppas tillfälligt. Det kan orsaka smärta,domningar eller ett tillfälligt rött märke på armen. Detta tillstånd uppträder särskilt
vid upprepade på varandra följande mätningar. All smärta, domningar eller röda
märken försvinner med tiden.
Om blodtrycket mäts för ofta kan det leda till skada på grund av störningar i
blodflödet. Kontrollera att användningen av enheten inte leder till långvarig
försämring av blodcirkulationen när enheten används upprepade gånger.
Kliniska prövningar har inte genomförts på nyfödda barn och gravida kvinnor. Får inteanvändas på nyfödda barn eller gravida kvinnor.
Om du genomgått mastektomi ska du kontakta läkare innan du använder den
här enheten.
Låt inte barn använda den här enheten själva och använd inte den här
enheten inom räckhåll för småbarn. Det kan orsaka olyckor eller skador.
Det finns små delar som kan leda till risk för kvävning om små barn sväljer
dem av misstag.
Vidrör inte batterierna, likströmsuttaget och patienten samtidigt. Det kan leda
till elektriska stötar.
Koppla bort nätadaptern när den inte används under mätningen.
Användning av tillbehör som inte beskrivs i den här bruksanvisningen kanäventyra säkerheten.
Om batteriet kortsluts kan det bli varmt och möjligen orsaka brännskador.
Låt enheten anpassa sig till omgivningen innan den används (ungefär entimme).
Blås inte upp manschetten om den inte sitter runt överarmen.

Symboler Funktion/innebörd

Indikatorn visar tryckets förlopp under mätningen.

Funktion/innebörd

3. Försiktighetsåtgärder

Skärm

11. Tryckindikator

Fäst tygfästet.

Symboler tryckta på enhetens hölje
Symboler

Vi rekommenderar att du kontaktar läkare om du ser den här
I.H.B./AFib-indikatorn ofta.

blinkar.

Värden rensas
Stängs av automatiskt