Digital Blood Pressure Monitor

Model UA-1010
Instruction Manual
Original

Manuel d’instructions
Traduction

Manual de Instrucciones
Traducción

Manuale di Istruzioni
Traduzione

使用手冊

翻譯

1WMPD4002223C

Sommaires
Chers clients ..............................................................................................1
Remarques préliminaires...........................................................................1
Précautions................................................................................................2
Nomenclature ............................................................................................3
Symboles ...................................................................................................4
Mode opératoire.........................................................................................6
1. Mesure normale avec les données conservées ...............................6
2. Rappel des données en mémoire....................................................6
3. Suppression de toutes les données en mémoire ................................6
4. Mesure avec la pression systolique désirée ....................................6
Mise en place / Remplacement des piles ............................................7
Branchement du tuyau d’air.................................................................7
Branchement de l’adaptateur secteur .........................................................7
Réglage de l’horloge de l’appareil .......................................................8
Choix du brassard................................................................................9
Mise en place du brassard.................................................................10
Comment faire des mesures correctes.................................................10
Pendant la mesure.............................................................................10
Après la mesure.................................................................................10
Les mesures ............................................................................................11
Mesure normale.................................................................................11
Mesure avec la pression systolique désirée......................................12
Consignes et observations pour une mesure correcte ......................12
Rappel des données mémorisées ...........................................................13
Qu’est ce qu’une rythme cardiaque irrégulier?........................................14
Indicateur de progression du gonflage ....................................................14
Indicateur de tension selon la classification OMS.................................................14
Pression sanguine ...................................................................................15
Qu'est-ce que la pression sanguine? ................................................15
Qu'est-ce que l'hypertension et comment la contrôler?.....................15
Comment mesurer la pression sanguine chez soi?...........................15
Classification de la tension selon l’OMS............................................15
Variations de la pression sanguine....................................................15
Résolution des problèmes .......................................................................16
Entretien ..................................................................................................17
Fiche technique .......................................................................................17

Chers clients
Félicitations pour l’achat de ce moniteur de la pression sanguine A&D dernier cri,
un des moniteurs les plus avancés disponibles aujourd’hui. Etant étudié pourfaciliter l’utilisation et la précision, ce moniteur vous donnera au quotidien desmesures précises de la pression sanguine.
Lisez ce manuel entièrement et soigneusement avant d’utiliser l’appareil
pour la première fois.

Remarques préliminaires
Cet appareil est conforme à la directive européenne 93/42 EEC des appareils
médicaux avec le marquagede conformité. (0123: Le numéro deréférence au corps notifié concerné)Français1

Cet appareil est conçu pour tous excepté les nouveaux nés et les enfants.
Lieu d’utilisation : Cet appareil est destiné à une utilisation dans un environnement
domestique de soins de santé.
Cet appareil est conçu pour mesurer la tension artérielle et la fréquence cardiaquedes personnes dans un objectif de diagnostic.

Précautions
Cet appareil est équipé de pièces de précision. C'est pourquoi il faut éviter del’exposer à de fortes températures, une humidité extrême et au soleil. De même il
faut éviter les chocs et le protéger de la poussière.
Nettoyez l’appareil et le brassard avec un chiffon doux et sec, ou un chiffon légèrement
humidifié avec de l’eau et un détergent neutre. N’utilisez jamais d’alcool, du benzène, dediluant ou autres produits chimiques pour nettoyer l’appareil ou le brassard.
Evitez de tordre le brassard ou de laisser le tuyau trop plié pendant de longues périodes
ce qui pourraient avoir une influence néfaste sur la durée de vie des pièces.
L'appareil et le brassard ne sont pas imperméables. Evitez de les mouiller avec del'eau, de la transpiration ou la pluie.
Les mesures peuvent être faussées si l'appareil est utilisé près d'un poste detélévision, un four à micro ondes, un téléphone cellulaire, des appareils à rayon X
ou tout autre appareil dégageant de forts champs électriques.
L'appareil usé, les pièces et les piles ne doivent pas être jetées comme les déchets
ménagers ordinaires, elles doivent être traitées conformément à la législation en vigueur.
Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur, assurez-vous qu'il peut être facilement
retiré de la prise électrique si nécessaire.
Lorsque vous réutilisez l'appareil, vérifiez qu'il est propre.
Ne modifiez pas l'appareil. Cela pourrait l'endommager ou provoquer des accidents.
Pour mesurer la tension artérielle, le bras doit être suffisamment pressé par lebrassard afin de bloquer temporairement la circulation sanguine dans l'artère.
Cela peut provoquer une douleur, un engourdissement ou une marque rouge
temporaire sur le bras. Cet état survient particulièrement si la mesure est répétéede manière successive. Les douleurs, les engourdissements ou les marquesrouges disparaissent avec le temps.

Contre-indications
Vous trouverez ci-après des précautions destinées à l'utilisation appropriée de l'appareil.
N'appliquez pas le brassard sur un bras sur lequel un autre équipement médicalélectrique est fixé. L'équipement pourrait ne pas fonctionner correctement.
Les personnes victimes d'une insuffisance circulatoire grave au niveau du bras doivent
consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter tout problème médical.
N'effectuez pas vous-même de diagnostic des résultats de la mesure et necommencez pas de traitement vous-même. Consultez toujours votre médecinpour une évaluation des résultats et du traitement.
N'appliquez pas le brassard sur un bras portant une blessure non guérie.
N'appliquez pas le brassard sur un bras recevant un goutte-à-goutte intraveineux ou
une transfusion sanguine. Cela pourrait provoquer des blessures ou des accidents.
N'utilisez pas l'appareil en présence de gaz inflammables tels que des gaz
anesthésiants. Cela pourrait provoquer une explosion.
N'utilisez pas l'appareil dans des environnements à forte concentration d'oxygène,
tels qu'une chambre à oxygène sous haute pression ou une tente à oxygène. Cela
pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
Français2Nomenclature
Connecteur de courant continu

Affichage

BoutonBoutonBoutonREGLAGES

Prise de connexion d’air

Bouton START(mise en marche)

Connecteur d’air
Plage d’accord
appropriée

Tuyau d’air
Marque deposition de l’artère

Marque d’index
Brassard
Logement des piles

Couvercle logement des piles

Piles 1,5 V(R6P, LR6 ou AA)

Partie d’Affichage

MoyenneMEMOIRE
Indicateur de rythme
cardiaque irrégulier
PressionsystoliqueSymbole d’erreur de fixation du brassard
Symbole d’erreur de mouvement

Pression
diastoliqueSymbole du cœurIndicateur de la Classification
suivant l’OMS et Indicateur deprogression du gonflage

Pouls

Indicateur des piles
Marque AM / PM

Affichagede l’horloge
Français3

Symboles
Symboles imprimés sur l’appareil
SymbolesSN
2010

Fonction / Signification

Action recommandée

Pour allumer ou éteindre l’appareil
Repères pour installer les piles
Courant continu
Numéro de série
Date de fabrication
T Type BF: L’appareil, le brassard et les
tubes isolants ont été conçus de manière
à fournir une protection particulière
contre les chocs électriques.

Dispositif Médical conforme à ladirective européenne 93/42 CEE
Déchets d’Equipements Electriques etElectroniques (DEEE)

Ne pas jeter avec les ordures
ménagères. Utilisez les filières
mises à votre disposition.

FabricantMandataire Européen
Consultez le manuel/la brochure d'instructions
Appareil de classe II
Polarité du connecteur de courant continu

Symboles affichés à l'affichage
SymbolesFonction / Signification

Action recommandée

Cet indicateur apparaît lorsque la mesure
L’appareil est en train deest en cours. Il clignote quand lesmesurer; restez calme.
pulsations cardiaques sont détectées.
Cet indicateur apparaît en cas de détectiond’un rythme cardiaque irrégulier.
Il est susceptible de s’allumer lors de ladétection d’une très faible vibration telle
qu’un frissonnement ou un tremblement.
La lecture peut être à l’origine
d’une valeur erronée.
Symbole affiché lors de la détection
Recommencez la mesure.
d'un mouvement du corps ou du bras.
Restez parfaitement tranquillependant la mesure.
La lecture peut être à l’origine
Symbole affiché pendant la mesure si d’une valeur erronée. Attachez
le brassard n’est pas assez serré.
le brassard correctement, etrecommencez la mesure.
Français

4Symboles
SymbolesFonction / Signification

Action recommandée

Les mesures précédentes conservées
dans la MEMOIRE.
Données moyennes
Full Battery

Indicateur de tension des piles pendant
la mesure.

Remplacer toutes les
La tension des piles est faible quand il piles par des neuves
Low Battery
clignote.
quand cet indicateur
clignote.
Recommencez laApparaît en cas de fluctuation de lamesure. Restezpression due à un mouvement pendantparfaitement tranquillela mesure.
pendant la mesure.
Apparaît si la difference entre lapression systolique(tension maxima) etla pression diastolique(tension minima) est
inférieure à 10 mmHg.
Attachez le brassard
Apparaît lorsque la pression n’augmente
correctement, et
pas pendant le gonflage du brassard.
recommencez la mesure.
Apparaît lorsque le brassard n’est pas
attaché correctement.
La pression n’est pas détectéePUL. DISPLAY ERROR correctement.
Erreur interne du moniteur de lapression sanguine

SYS.
DIA.
PUL./min.
AM
PM

Pression systolique en mmHg.
Pression diastolique en mmHg.
Pouls: nombre de pulsations cardiaques par
minute.
Données mesurées entre 4h00 et 9h59
Données mesurées entre 18h00 et 1h59

Français

5

Retirez les piles et appuyez
sur le bouton START, puis
remettez les piles en place
Si l’erreur s’affiche encore,contactez votre revendeur.

Mode opératoire
1. Mesure normale avec les données conservées
Appuyez sur le bouton START. La pression sanguine est mesurée et lesdonnées sont conservées dans l’appareil. Cet appareil peut conserver les
90 dernières données automatiquement dans la MEMOIRE.

2. Rappel des données en mémoirepour rappeler lesouAppuyez sur le bouton
données.
La moyenne des données de toutes les mesures est
affichée, comme indiqué sur la figure de droite.
Ensuite, chaque pression sur le bouton
les données mémorisées comme suit.

, affiche

Moyenne de toutes les mesures AM (du matin)
prises entre 4h00 et 9h59.
Moyenne de toutes les mesures PM (du soir)prises entre 18h00 et 1h59.
Données les plus récentes (N°35 dans l’exemple)
Dernières données (N° 1)
Pour plus de détails sur le rappel des données,
reportez-vous à la section « Rappel des donnéesmémorisées ».

3. Suppression de toutes les données en mémoire
Appuyez sur les deux boutons
et . La marqueetl'indicateur des piles s'affichent. Appuyez sur les deux
et , et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que
boutons
commence à clignoter pourla marque éclairéesupprimer toutes les données stockées en mémoire.

4. Mesure avec la pression systolique désirée
Voir la page 12 pour la mesure avec la pression systolique désirée.
Français

6

Utilisation de l’appareil
Mise en place / Remplacement des piles
1. Enlevez le couvercle du logement despiles.

Etape 1

Etape 3

2. Enlevez des piles usées et insérez
des piles neuves dans le logement en
respectant bien les polarités (+ et -)indiquées.
Utilisez uniquement des piles R6P,
LR6 ou AA.

Etape 1

Etape 2

3. Fermez le couvercle du logement des piles.
ATTENTION
Veillez à insérer les piles dans le bon sens, sinon l’appareil ne fonctionnera pas.
Quand le symbole(piles faibles) clignote sur l’écran, l’appareil indiqueque les piles doivent être remplacées. Changer alors toutes les piles pardes neuves. Ne mélangez pas les piles neuves et anciennes car cela
pourrait raccourcir leur durée de vie ou détériorer l’appareil.
Remplacez les piles au moins deux secondes après avoir éteint l'appareil.
(piles faibles) s'affiche même après le remplacement desSi le symbole
piles, réalisez une mesure de la pression sanguine. L'appareil devrait alors
reconnaître les nouvelles piles.
Le symbole(piles faibles) n'apparaît pas lorsque les piles sont épuisées.
La durée de vie des piles varie avec la température ambiante et peut êtreraccourcie par des températures basses.
Utilisez uniquement les piles spécifiées.
Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un long moment. Lespiles pourraient couler ce qui entraînerait un mauvais fonctionnement de l'appareil.
Connecteur d’air

Branchement du tuyau d’air
Insérez fermement la prise deconnexion d’air dans le connecteur d’air.

Prise de connexion d’air

Branchement de l’adaptateur secteur
Introduire la fiche de l'adaptateur secteur dansle connecteur de courant continu.Brancher
ensuite l’adaptateur sur une prise de courant.
Utilisez l'adaptateur secteur spécifié.
(Voir la page 18.)
Français7

Fiche de l'adaptateur
secteurConnecteur de courant
continuUtilisation de l’appareil
Réglage de l’horloge de l’appareil
Régler l’horloge avant d’utiliser l’appareil.
1. Appuyez sur le bouton REGLAGES jusqu’à ce
que les nombres commencent à clignoter.
2. Choisissez l’année en utilisant le bouton
ou .
Appuyez sur le bouton REGLAGES pour valider
le choix et passer au réglage du mois. Vous
pouvez définir n’importe quelle date entre 2010et 2059.

Appuyez
ou
Année

ou
Mois

3. Choisissez le mois en utilisant le bouton
ou .
Appuyez sur le bouton REGLAGES pour valider lechoix et passer au réglage du jour.

ou
Jour

4. Choisissez le jour en utilisant le bouton
ou .
Appuyez sur le bouton REGLAGES pour valider lechoix et passer au réglage de l’heure.
ou

5. Choisissez l’heure en utilisant le bouton
ou .
Appuyez sur le bouton REGLAGES pour valider
le choix et passer au réglage des minutes.
6. Choisissez la minute en utilisant le bouton
ou .
Appuyez sur le bouton START ou REGLAGES pouréteindre l’appareil.
Maintenir le bouton
ouenfoncé permetde changer la valeur en continu.

Heure

ou
MinuteSTARTou

Éteindre

Note: L'appareil s’éteint automatiquement
après trois minutes sans utilisation.
Si l'horloge n'a pas été réglée,des tirets sont affichés comme
indiqué à droite.

FrançaisAppuyer sur le bouton
START permet d'éteindre
l'appareil à tout moment.

8

Utilisation de l’appareil
Choix du brassard

L’utilisation d’un brassard adapté à la morphologie du patient est importante pour unrésultat précis. Si la taille du brassard n’est pas appropriée il peut en résulter l’affichagede valeurs erronées.
La taille du brassard (circonférence du biceps) est imprimée sur chaque brassard.
L’indexet la plage d’accord appropriée sur le brassard vous indiquent si vous mettez lebrassard correctement. (Voir « Symboles imprimés sur le brassard » .)Si l’index
se trouve en dehors de la plage, prière de prendre contact avec votre
revendeur local afin d’acheter le brassard pour le remplacement.
Le brassard est un produit consommable. S’il est usé, achetez-en un neuf.
Taille du bras
31 cm à 45 cm
22 cm à 32 cm
16 cm à 24 cm

Taille du brassard recommandée
Brassard adulte de grande tailleBrassard adulte
Brassard adulte de petite taille

Numéro du catalogue
CUF-F-LA
CUF-F-A
CUF-F-SA

Taille du bras：La circonférence du biceps.

Symboles imprimés sur le brassard
Fonction/Description

SymbolesAction recommandée
Réglez la marque ● sur l’artère
du bras supérieur ou alignez-la surl'annulaire sur l'intérieur du bras.

Marque de position de l’artère

▲
REF

Index
Numéro du catalogue
Plage d’ajustement appropriée pour lebrassard adulte
Imprimé sur le brassard adulte
Plage d’utilisation du brassard adulte degrande taille
Imprimé sur le brassard adulte
Plage d’ajustement appropriée pour lebrassard adulte de grande taille
Imprimé sur le brassard adulte de grande taille
Plage d’utilisation du brassard adulte depetite taille
Imprimé sur le brassard adulte
Plage d’ajustement appropriée pour lebrassard adulte de petite taille
Imprimé sur le brassard adulte de petite taille
Plage d’utilisation du brassard adulte
Imprimé sur le brassard adulte de grande
taille et brassard adulte de petite taille
Numéro de lot

Utilisez le brassard adulte degrande taille au lieu du brassard
adulteUtilisez le brassard adulte depetite taille au lieu du brassard
adulteUtilisez le brassard adulte au lieu
du brassard adulte de grande tailleou brassard adulte de petite taille

Plage d’accord appropriée

Brassard adulte
de grande taille
Plage d’accord appropriée

Brassard adulte
Brassard pour adulte
de petite

Plage d’accord appropriée

Français

9

Utilisation de l’appareil
Mise en place du brassard
1. Enroulez le brassard autour du bras,à 1 ou 2 cm au-dessus de l’intérieur
du coude, comme indiqué surl’illustration ci-contre. Placez lebrassard directement sur la peau,
car un vêtement pourrait assourdir
la pulsation et provoquer une erreurde mesure.

Ne remontez pas la mancheétroitement.
Brassard
1-2 cmTuyau d’air
Marque de position de l’artère

2. Evitez également de remonterétroitement la manche, car ellecomprimerait le bras ce qui pourrait
aussi provoquer une erreur demesure.

Veillez à bien fixer
l'attache à tissu.

se trouve
3. Confirmez que l’index
à l’intérieur de la plage d’accord
appropriée.

Index

et la plage d’accord approriée

Comment faire des mesures correctes

Pour une meilleure précision des mesures de la pression sanguine :S'asseoir confortablement à une table. Poser son bras sur la table.
Se relaxer pendant 5 à 10 minutes avant de commencer les mesures.
Lever le bras de sorte que le centre du brassard soit au même niveau que le cœur.
Bouger le moins possible et rester calme pendant les mesures.
Ne pas faire de mesure juste après un effort physique ou un bain. Se
reposer pendant 20 à 30 minutes avant de faire les mesures.
S’efforcer de mesurer la tension à la même heure tous les jours.

Pendant la mesure

Pendant la mesure, il est normal que l'on sente que le brassard est très
serré. (Ne pas s'inquiéter.)

Après la mesure

Après la mesure, appuyez sur le bouton START pour éteindre l’appareil.
L'appareil s’éteint automatiquement après une minute sans utilisation.
Enlevez le brassard et notez votre tension et votre pouls.
Note: Attendez au moins trois minutes avant de remesurer votre tension (oucelle d’une autre personne) à des fins de confirmation.

Français

10Les mesures
Avant la mesure, voir «Consignes et observations pour une mesure correcte» à lapage suivante.

Mesure normale
1.
2.

3.

Au niveau du cœurAsseyez-vous confortablement en mettant lebrassard au bras (gauche de préférance).
Appuyez sur le bouton START (mise en marche).
Appuyez
Tous les segments de l’affichage apparaissent.
Puis, zéro (0) s’affiche en clignotant un instant.
Puis, l’affichage change comme indiqué dans la
Tous les segments del’affichage
apparaissent
figure de droite, lorsque la mesure commence. Le
brièvement.
brassard commence à gonfler. Il est normal que l’on
sente que le brassard serre fortement le bras. Un
indicateur de progression du gonflage est affiché,
dans l'angle gauche de la fenêtre, pendant leZéro s’affichegonflage.
Gonflage commence
Note: Si vous désirez arrêter le gonflage
quelque que soit le moment, appuyez denouveau sur le bouton START. (mise en
marche).
Lorsque le brassard est entièrement gonflé, il
Mise souscommence à dégonfler automatiquement et lepression
symbole en forme de cœur () apparaît pour
indiquer que la mesure est en cours.
Une fois le pouls détecté, le symbole clignote àchaque pulsation.

START

Note:

4.

5.

Si la pression correcte n'est pas obtenue,
l'appareil recommence le gonflage du brassard
automatiquement. Pour éviter un nouveau
gonflage, voir la page suivante «Mesure avec
la pression systolique désirée».
Lorsque les mesures sont finies, les lectures
Mesuragedes pressions systoliques et diastoliques ainsi
en cours
que le nombre de pulsations sont affichées.
Le brassard finit de se dégonfler en chassantl'air restant.
Pression systolique
Appuyer sur le bouton START pouréteindre l’appareil.
L'appareil s’éteint automatiquement après
une minute sans utilisation.

Pression diastoliqueClassification suivant l’OMS

Pouls

Note: Attendez au moins trois minutes avant deremesurer votre tension (ou celle d’une
autre personne) à des fins de confirmation.
Français

11

L’air restant est chassé
automatiquement

Les mesures
Mesure avec la pression systolique désirée
Le Modèle UA-1010 est étudié pour détecter le pouls et pour gonfler le brassard
jusqu’au niveau de la pression systolique automatiquement.
Utilisez cette méthode si un nouveau gonflage se produit à plusieurs reprises, si
les résultats ne s'affichent pas même si la pression diminue de 20 mmHg ou moins.
1.

Mettez le brassard au bras (gauche depréférence).

Au niveau du cœur2.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton
START jusqu’à ce qu’un nombre 30 à 40
mmHg plus grand que votre pression
systolique prévisible n’apparaisse.

Appuyez et maintenez
enfoncé le bouton

3.

Relâcher le bouton
START pourcommencer la mesure, quand le nombre
désiré est indiqué. Ensuite continuez àmesurer votre tension artérielle commedécrit à la page précédente.

START

Relâcher le bouton
quand la pression
systolique désirée est
obtenue

Se référer à la page précédente
pour la mesure.

Consignes et observations pour une mesure correcte
Asseyez-vous confortablement. Posez le bras sur une table, la paume dirigéevers le haut et le brassard au même niveau que le cœur.
Détendez-vous pendant cinq à dix minutes avant de commencer la mesure. Si
vous êtes énervé ou au contraire déprimé, cela se reflètera sur votre tension demême que sur votre pouls.
La tension de tout individu varie constamment selon ce qu’il fait et ce qu’ilmange. D’autre part, certaines boissons ont un effet très fort et très rapide surla tension artérielle.
Cet appareil se réfère aux pulsations cardiaques pour mesurer la tension et lepouls. Par conséquent, si vos pulsations sont faibles ou irrégulières, l’appareil
pourrait avoir des difficultés à mesurer votre tension artérielle.
Au cas où l’appareil détecte une condition anormale, il s’arrête de mesurer etaffiche un symbole d’erreur. Voir la page 5 pour la description des symboles.
Cet appareil est conçu pour mesurer la tension artérielle des adultes
uniquement. Avant de l’utiliser pour mesurer la tension d’un enfant, veuillez
en discuter avec votre médecin. Ne laissez jamais un enfant prendre lui-même
sa tension sans surveillance.
Français12

Rappel des données mémoriséesNote: Cet appareil mémorise les 90 dernières mesures.
Appuyezou

1. Appuyez sur le boutonou .
La moyenne des données de toutes lesmesures et le nombre de données sontaffichés.
(S'il n'y a pas de données, « 0 » s'affiche.
Appuyez sur le bouton ,ou
START pour éteindre l’appareil.)Pression systolique moyenne
Pression diastolique moyenne
Pouls moyen

Moyenne de toutes
les données

2. Ensuite, chaque pression sur le bouton(ou le bouton
pour afficher lesdonnées dans l'ordre inverse), affiche
les données mémorisées comme suit.

Pression systolique moyenne
Pression diastolique moyenne

Moyenne de toutes les mesures AM (dumatin) prises entre 4h00 et 9h59.
(Dans l’exemple, 10 mesures. S'il n'y apas de données, « -- » s'affiche.)Pouls moyen
Moyenne desdonnées AM

Moyenne de toutes les mesures PM (dusoir) prises entre 18h00 et 1h59.
(Dans l’exemple, 9 mesures. S'il n'y a pasde données, « -- » s'affiche.)Pression systolique moyenne
Pression diastolique moyenne
Pouls moyen
Moyenne desdonnées PM

Données les plus récentes (N° 35 dansl’exemple)
Trois secondes après que les chiffres des donnéessont affichés, les données mesurées s’affichent.
Dernières données (N° 1)
Trois secondes après que les chiffres des donnéessont affichés, les données mesurées s’affichent.
3. Une fois les dernières données affichées,appuyez sur le bouton pour revenir àl’affichage de la moyenne de toutes les mesures.

Pression
diastolique
PoulsDonnées les plus récentes

PressionsystoliquePression
diastolique
Pouls

4. Appuyez sur le bouton START pour éteindre
l’appareil. L'appareil s’éteint automatiquement
après une minute sans utilisation.
Français

PressionsystoliqueDernières données (les plus anciennes)

13Qu’est ce qu’une rythme cardiaque irrégulier?
Le tensiomètre automatique UA-1010 permet la mesure de la tension artérielle
et du pouls, même quand une rythme cardiaque irrégulier se produit. Unerythme cardiaque irrégulier est définie comme une pulsation du cœur qui déviede 25 % de la moyenne de toutes les pulsations du cœur pendant la mesurede la pression sanguine. Il est important que vous vous détendiez, restiezcalme et ne parliez pas pendant les mesures.
Note: Nous vous recommandons de contacter votre médecin, si vous voyez
fréquemment l’indicateur.

Indicateur de progression du gonflage
L’indicateur montre la progression de la pression pendant la mesure.
Mise sous pression

Dégagement d’air

Gonflage en cours

Mesure en cours
Gonflement complet

Indicateur de tension selon la classification OMS
Chaque segment d’indicateur de progression
de la pression correspond à la classification dela pression sanguine selon l’OMS décrite à lapage suivante.
Indicateur de la classification selon l’OMS

Hypertention sévère
Hypertention modérée
Hypertention faible
Haute-Normale
NormaleOptimale

Exemple:Hypertention modérée

Hypertention faible: L’indicateur affiche un segment, basé surles dernières données, correspondant à laclassification suivant l’OMS.

Français

14

Haute-Normale

Pression sanguine
Qu'est-ce que la pression sanguine?
La pression sanguine est la force avec laquelle le sang vient frapper contre les parois
des artères. La pression systolique se produit lorsque le cœur se contracte. La
pression diastolique se produit lorsque le cœur se détend.
La pression sanguine est mesurée en millimètre de mercure (mmHg). La pression
sanguine naturelle d’un individu est représentée par la pression fondamentale qui est
mesurée avant toute activité, le matin au lever du lit, et avant de manger ou de boire.

Qu'est-ce que l'hypertension et comment la contrôler?
L’hypertension est une tension artérielle (ou plus exactement une «pression
sanguine») anormalement élevée. Non surveillée, l’hypertension peut provoquer denombreux problèmes de santé, notamment une attaque d’apoplexie ou une crise
cardiaque.
L'hypertension peut être contrôlée en changeant son style de vie, en évitant tout
stress et avec des médicaments pris sous surveillance médicale.
Pour empêcher l’hypertension ou la garder sous contrôle:
Ne pas fumer.
Faire régulièrement des exercices
Réduire sa consommation de sel etphysiques.
de graisse.
Effectuer régulièrement desMaintenir un poids adéquat.
visites médicales.

Comment mesurer la pression sanguine chez soi?
Lorsque la tension est mesurée à l’hôpital ou dans le cabinet du médecin, on neparvient pas toujours à se décontracter, ce qui peut avoir pour effet d’augmenter latension de 25 à 30 mmHg par rapport à la tension mesurée chez soi. Le fait demesurer sa tension tranquillement chez soi réduit les influences extérieures sur lavaleur de la tension, complète les mesures effectuées par le médecin et permetd’établir un relevé plus précis et plus complet de sa tension artérielle.

Classification de la tension selon l’OMS
L’évaluation de l’hypertension,
indépendamment du critère âge, a été établie
par l’Organisation Mondiale de la Santé(OMS) selon le tableau ci-joint.

Variations de la pression sanguine
La tension artérielle (ou pression sanguine)d’un individu varie fortement selon le momentde la journée et selon la saison. Ainsi, ellepeut varier de 30 à 50 mmHg dans une mêmejournée selon un ensemble de conditions.
Chez les personnes hypertendues, cesvariations sont souvent encore plus prononcées.
Normalement, la pression augmente pendant le travail ou le jeu et tombe à son plus
bas niveau pendant le sommeil. Par conséquent ne pas trop s'inquiéter des résultats
d'une seule mesure.

Français

15

Mesurez votre tension tous les jours à lamême heure (en suivant la procédure décritedans ce manuel) pour connaître votre
pression sanguine normale. Ces mesuresquotidiennes vous permettront d’établir unrelevé plus complet de votre tension.
Veillez à bien noter la date et l'heure lorsque
vous enregistrez votre pression. Consultez
votre médecin pour interpréter les données
recueillies.

Résolution des problèmes
Problème
Rien n'apparaît sur

Cause probable

Solution recommandéeLes piles sont usées.

l'affichage, mêmelorsque l'on met
l'appareil en marche.

Les bornes des piles ne sontpas dans le bon sens.

Remplacer les piles usées par desneuves.
Mettre les piles dans le bon sens en
faisant correspondre la borne positiveet négative comme indiqué sur lebrassard.

La tension des piles est trop
Le brassard ne segonfle pas.

faible.
Le symbole piles faibles
apparaît. Si les piles sont usées,

Remplacer les piles usées par desneuves.

ce symbole n’apparaît pas.

L’appareil ne fait pas

Le brassard est mal serré.
Vous avez bougé votre bras ou
autre pendant la mesure.

les mesures. Leslectures sont trop

Le brassard est mal placé.

hautes ou trop
basses.

Serrer correctement le brassard.
Ne pas bouger et rester calmependant la mesure.
S'asseoir confortablement et ne pasbouger. Posez le bras sur une table, lapaume dirigée vers le haut et le brassard
au même niveau que le cœur.
Si votre pouls est faible ou irrégulier,l'appareil aura des difficultés à

Autres

La valeur est différente de cellemesurée dans une clinique ou
chez le médecin.

déterminer votre pression sanguine.
Voir le paragraphe "Comment
mesurer la pression sanguine chezsoi ?".
Retirer les piles. Le remettre
correctement en place et essayer à
nouveau de mesurer.

Note: Si les solutions décrites ci-dessus ne suffisent pas pour résoudre les problèmes,contactez votre revendeur. N’essayez pas d’ouvrir ou réparer vous-même cetappareil car toute tentative invaliderait votre garantie

Français

16

Entretien
Ne pas ouvrir l'appareil car il comporte des composants électriques sensibles et
une unité d'air complexe qui pourraient être endommagés. Si vous n'arrivez pasà situer un problème avec le tableau de recherche de problèmes, demandez auservice après vente de votre revendeur ou du groupe de service A & D. Le
groupe de service A & D vous fournira des informations techniques sur lesfournisseurs agréés, les pièces et les unités de rechange.
Cet appareil a été conçu et fabriqué pour durer. Il est généralement
recommandé de le faire vérifier tous les 2 ans pour s’assurer de son
fonctionnement correct et de sa précision. Veuillez contacter votre revendeur
agréé A&D pour l’entretien.

Fiche techniqueType

UA-1010

Méthode de mesure

Mesure oscillométrique

Plage de mesure

Pression:de 0 à 299 mmHg
Pression systolique : de 60 à 279 mmHg
Pression diastolique : de 40 à 200 mmHg
Pouls:de 40 à 180 pulsations / minute

Précision de mesure

Pression:
Pouls:

Alimentation électrique

4 x 1.5V piles (R6P, LR6 ou AA) ou
adaptateur secteur (TB-233) (Non fournis)

Nombre de mesures

Environ 1000 mesures, lorsque des piles
manganèse AA sont utilisées, avec une valeurde tension de 180 mmHg à une températureambiante de 23 °C

Classification

Équipement a alimentation interne ME (fournie parles piles) /Class II (fournie par l'adaptateur)Mode de fonctionnement en continu

Test clinique

Conformément à ANSI / AAMI SP-10 1992

EMC

IEC 60601-1-2: 2007

Mémoire de données

Dernières 90 mesures

Condition de fonctionnement

de +10°C à + 40°C / hum. rel. de 15 à 85%/de 800 hPa à 1060 hPa

Condition de stockage / transportde -20°C à + 60°C / hum. rel. de 10 à 95%/

Dimensions

environ 140 [l] x 60 [h] x 105 [p] mm
Français±3 mmHg±5%

17

Poidsenviron 265 g sans les piles

Partie appliquée

Brassard Type BF

Durée de vie utile

Appareil: 5 ans (six utilisations par jour)Brassard : 2 ans (six utilisations par jour)

Accessoire:
Adaptateur secteur L’adaptateur est utilisé pour connecter la source depuissance chez soi.
TB-233
Veuillez prendre contact avec votre revendeur A&D
local pour l’achat de cet accessoire.
L’adaptateur secteur doit être inspecté ou remplacé
périodiquement.
TB-233C

Entrée: 100-240V
Sortie: 6V
500mA

TB-233BF

Entrée:Sortie:

240V
6V

139°C

2A

500mA
139°C

2A

Accessoires vendus séparément
Numéro du catalogue Taille du brassard
Taille du bras
Brassard
Brassard adulte de
CUF-F-LA
31 cm à 45 cm
grande tailleBrassard adulte 22 cm à 32 cm
CUF-F-A
Brassard adulte de
CUF-F-SA
16 cm à 24 cm
petite taille
Taille du bras：La circonférence du biceps
Adaptateur secteur

Note:

Numéro ducatalogue
TB-233C
TB-233BF

Fiche
Type CType BF

Ces caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

Information sur le tableau de compatibilité électromagnétique est disponibles surnotre site Web:http://www.aandd.jp/products/manual/medical/emc_acadapter_fr.pdf

Français18

Asahi 1-243, Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409