Symboles Fonction / signification
Action recommandée
ERREUR AFFICHAGE PRESSION Appliquez correctement le brassard
Le pouls n'est pas correctement détecté. et prenez une autre mesure.
Retirez les piles et appuyez sur lebouton START , puis mettez à
nouveau les piles en place. Si
Erreur interne de l'appareil
l'erreur s'affiche encore, contactez
le distributeur.

Moniteur numérique depression artérielle
Modèle UA-651SL
Symboles imprimés sur le boîtier de l'appareil.
Fonction / signification
Mode d'emploi Traduction Symboles Permet de mettre l'appareilen veille et de l'allumer.
1WMPD4002763D

1. Chers clients

Le moniteur de pression artérielle A&D est l'un des plus évolués
disponibles et il est conçu pour être précis et d'utilisation facile. Cetappareil facilite la prise de tension artérielle quotidienne.
Nous vous recommandons de lire attentivement le présent manuel avantd'utiliser l'appareil pour la première fois.

Pression sanguine systolique en mmHg
Pression sanguine diastolique en mmHg
Pulsation par minute
Guide d'installation des piles
Courant continu
Type BF : l'appareil, le brassard et le tuyau sont conçus pouroffrir une protection particulière contre les chocs électriques.
Étiquette de conformité de l'appareil médical avec la directive CE
Représentant UE

SYS
DIA
PUL

2. Remarques préliminaires

Cet appareil est conforme à la directive européenne 93/42 CEE relative
aux produits médicaux. La marque de conformité
en est la
preuve. (0123 : numéro de référence pour l'organisme notifié concerné)
Cet appareil est conçu pour être utilisé sur les adultes, et non sur lesnouveau-nés ou les enfants.
Lieu d’utilisation. Cet appareil est destiné à être utilisé par vous-même
dans un environnement domestique de soins de santé.
Cet appareil est conçu pour mesurer la tension artérielle et la fréquencecardiaque des personnes en vue d'un diagnostic.

FabricantDate de fabrication
Étiquette WEEE
Numéro de série
Reportez-vous au mode d'emploi/la brochure
Polarité de la prise de courant continu
Symbole de protection internationale
Maintenir sec

SN

3. Précautions

IP

Des composants de précision sont utilisés dans la construction de cet appareil.
Il convient d'éviter les extrêmes en matière de température, d'humidité,d'exposition à la lumière directe du soleil, de chocs ou de poussière.
Nettoyez l'appareil et le brassard à l'aide d'un chiffon sec et doux ou d'unchiffon imbibé d'eau et d'un détergent neutre. N'utilisez jamais d'alcool, debenzène, de diluant ou d'autres produits chimiques agressifs pour nettoyer
l'appareil ou le brassard.
Évitez de plier fortement le brassard ou de ranger le tuyau fortement tordu
pendant des périodes prolongées, car cela pourrait réduire la durée de vie
des accessoires.
L'appareil et le brassard ne sont pas étanches. Évitez que la pluie, la sueurou de l'eau ne souillent l'appareil et le brassard.
Il est possible que les mesures soient altérées si l'appareil est utilisé à
proximité de téléviseurs, de fours à micro-ondes, de téléphones cellulaires,de sources de rayonnement X ou d'autres appareils émettant de forts
champs électriques.
Si vous réutilisez l'appareil, vérifiez que celui-ci est propre.
L'équipement, les pièces et les piles usagées ne doivent pas être traités
comme des déchets ménagers ordinaires et doivent être mis au rebut
conformément aux règlementations locales applicables.
Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur, assurez-vous que celui-ci peutêtre facilement retiré de la prise électrique si nécessaire.
Ne modifiez pas l'appareil. Cela pourrait provoquer des accidents ou
endommager l'appareil.
Pour mesurer la pression artérielle, le bras doit être comprimé de manière
suffisamment forte par le brassard pour arrêter temporairement la circulation
sanguine dans l'artère. Il est possible que cela provoque une douleur, unengourdissement ou une marque rouge temporaire sur le bras. Cet étatapparaît en particulier si la mesure est répétée à plusieurs reprises. La douleur,l'engourdissement ou les marques rouges disparaissent avec le temps.
Veillez à ce que les bébés et les enfants en bas âge ne s’étranglent pas
avec le tuyau.
Ne tordez pas le tuyau d’air pendant la mesure. La pression continue dubrassard pourrait vous blesser.
Une mesure trop fréquente de la pression sanguine peut nuire au flux sanguin.
Si vous utilisez l’appareil à plusieurs reprises, assurez-vous que l’utilisation del’appareil n’entrave pas la circulation sanguine de manière prolongée.
Veuillez consulter un médecin avant d’utiliser cet appareil si vous avez
subi une mastectomie.
Ne laissez pas d’enfants utiliser l’appareil par eux-mêmes et n’utilisez pas
l’appareil dans un endroit où il se trouve à portée d’enfants en bas âge.
Cela pourrait provoquer des accidents ou des dommages.
L’appareil comporte de petites pièces qui risqueraient d’étouffer les enfants
en bas âge s’ils venaient à les avaler.
Les dispositifs de communication sans fil, tels que les dispositifs réseau à
domicile, les téléphones mobiles, les téléphones sans fil et leurs stations
de base, les talkies-walkies peuvent affecter ce moniteur de pression
sanguine. Par conséquent, vous devez maintenir une distance minimalede 30 cm par rapport à ces dispositifs.
Débranchez l’adaptateur secteur lorsqu’il n’est pas utilisé pendant lamesure.
L’utilisation d’accessoires non décrits dans ce manuel peut compromettrela sécurité.
Si la pile est en court-circuit, elle peut devenir chaude et causer
potentiellement des brûlures.
Laissez l’appareil s’adapter à l’environnement ambiant avant utilisation(environ une heure).
Aucun essai clinique n’a été mené sur les nouveau-nés et les femmes enceintes.
N’utilisez pas l’appareil sur des nouveau-nés ou des femmes enceintes.
Ne touchez pas les piles, la prise CC et le patient en même temps. Cela
pourrait entraîner un choc électrique.
Ne gonflez pas sans avoir enroulé le brassard autour de la partie
supérieure du bras.

Contre-indications

Vous trouverez ci-dessous les précautions pour l'utilisation appropriée de cetappareil.
N'appliquez pas le brassard sur un bras auquel un autre équipement médicalélectrique est fixé. L'équipement pourrait ne pas fonctionner correctement.
Les personnes ayant de graves problèmes de circulation au niveau dubras doivent consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter
tout problème médical.
Vous ne devez pas procéder à un autodiagnostic du résultat des mesures
et commencer un traitement de votre propre initiative. Consultez toujours
un médecin pour une évaluation des résultats et du traitement.
N'appliquez pas le brassard sur un bras comportant une blessure nonsoignée.
N'appliquez pas le brassard sur un bras recevant un goutte-à-goutte
intraveineux ou une transfusion sanguine. Cela pourrait provoquer une
blessure ou des accidents.
N'utilisez pas l'appareil en présence de gaz inflammables tels que des gaz
anesthésiques. Cela pourrait provoquer une explosion.
N'utilisez pas l'appareil dans des environnements à forte concentration en
oxygène, tels qu'une chambre à oxygène haute pression ou une tente à
oxygène. Cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

4. Nomenclature

6.1. Mise en place / Remplacement des piles

6.2. Branchement du tuyau d'air

6.3. Branchement del'adaptateur secteur

Fiche de l'adaptateur secteur
Fiche de la prise de courant
continu

Introduisez fermement la fiche del'adaptateur secteur sur la prise decourant continu. Puis, branchez
l'adaptateur secteur sur une priseélectrique.
L'adaptateur secteur, modèle
TB-233, est vendu séparément.
Lorsque vous débranchez l’adaptateur secteur de la prisesecteur, tenez le corps de l’adaptateur et débranchez-le de la prise.
Lorsque vous débranchez l’adaptateur secteur du moniteur de pression
sanguine, tenez la fiche de l’adaptateur et débranchez-la du moniteur.

6.4. Sélection du brassard approprié

L'utilisation d'un brassard de taille appropriée est importante pour une mesure
précise. Si le brassard n'est pas d'une taille appropriée, il est possible que lamesure donne une valeur de tension artérielle incorrecte.
La taille du bras est imprimée sur chaque brassard.
L'indexet la plage d'accord appropriée, sur le brassard, vous indiquent si
vous appliquez un brassard approprié. Reportez-vous à« 6.5 Application du brassard ».
Si l'index
pointe à l'extérieur de la plage, contactez votre distributeur local
afin d'acheter un brassard de remplacement.
Le brassard est un consommable. S'il est usé, achetez-en un neuf.

Taille du bras
31 cm à 45 cm
23 cm à 37 cm
Taille du bras :Remarque :Taille de brassard recommandéeGrand brassard pour adulte
Brassard intermédiaire pour adulte

Écran
Bouton START
Douille d'air
Connecteur de prise d'air
Logement des piles
Couvercle du logement des piles

Symboles imprimés sur le brassard.

MÉMOIRE
Pression systolique

REF

Index
Numéro du catalogue
Plage d'accord appropriée pour lebrassard intermédiaire pour adulte. Elle
est imprimée sur le brassard pour adulte.

Plage d'accord appropriée pour le grandbrassard pour adulte. Elle est imprimée
sur le grand brassard pour adulte.
Plage inférieure imprimée sur lebrassard intermédiaire pour adulte.

Pouls
Symbole I.H.B.
(symbole Irregular Heartbeat, fréquencecardiaque irrégulière)
Marque de cœurIndicateur des piles
Indicateurs de pression à barres etindicateur de classification OMS

5. Symboles

Symboles qui apparaissent sur l'écran
Fonction / signification
Action recommandéeS'affiche lorsqu'une mesure est en Une mesure est en cours.
cours. Clignote lorsque le pouls est Restez aussi immobile que
détecté.
possible.
I.H.B. s'affiche lorsqu'une fréquencecardiaque irrégulière est détectée. Il est
possible qu'il s'allume lorsqu'une très
faible vibration, telle qu'un tremblement
ou une secousse, est détectée.
Mesures précédentes stockées enmémoire.
PILE PLEINE
Indicateur de puissance des piles
pendant la mesure.
PILE FAIBLE
Remplacez toutes les piles
La puissance de la pile est faible en par des piles neuves lorsquecas de clignotement.
le symbole clignote.
Tension artérielle instable à cause Effectuez une autre mesure.
de mouvements pendant la
Demeurez immobile
mesure.
pendant la mesure.
Les valeurs systoliques etdiastoliques sont comprises dans une
marge de 10 mmHg l'une de l'autre. Appliquez correctement le
La valeur de la tension ne doit pas brassard et prenez une autre
augmenter pendant le gonflage.
mesure.
Le brassard n'est pas appliquécorrectement.

Utilisez le brassard
intermédiaire pour adulte aulieu du grand brassard pouradulte.

Numéro de lot
Brassard intermédiaire pour adulte

Plage d'accord appropriéeAppuyez sur le bouton
START

2. Appuyez sur le bouton START .
Tous les segments de l'écran sontTous les segments de l'écran
allumés. Zéro clignote brièvement.
Puis, l'affichage change, comme
indiqué sur la figure de droite, lorsquela mesure commence. Le brassardcommence à se gonfler. Il est normal
Affichage zéro
que le brassard donne une sensationde pression importante. Un indicateurde pression à barres s'affiche, comme
indiqué sur la figure de droite, pendantle gonflage.
Démarre le gonflage
Remarque : si vous souhaitez interrompre legonflage à tout moment, appuyez
à nouveau sur le bouton START .
3. Une fois le gonflage terminé, ledégonflage commence(marque deautomatiquement etcœur) clignote, indiquant que la mesure
est en cours. Une fois le pouls détecté,le symbole clignote à chaque pulsation
cardiaque.
Remarque : s'il est impossible d'obtenir
une pression appropriée,l'appareil recommence
automatiquement le gonflage.

1. Enroulez le brassard autour de la partie supérieure du bras, 1 à 2 cm au-dessus
de l'intérieur du coude, comme illustré.
Placez le brassard directement sur la peau, car un vêtement pourrait atténuer lepouls et provoquer une erreur de mesure.
2. La contraction de la partie supérieure du bras, provoquée par une manche dechemise roulée, pourrait empêcher une mesure précise.
3. Vérifiez que l'index
pointe à l'intérieur de la plage d'accord appropriée.
Remarque : pendant la mesure, il est normal que le brassard donne une sensationde pression importante. (Ne vous inquiétez pas.)

Ne relevez pas la manche de chemise en la serrant
Brassard1 à 2 cm

12. Indicateur de classification de l'OMS

Chaque segment de l'indicateur à barres correspond à la classificationde la tension artérielle de l'OMS.
Indicateurs de classification de l'OMS: L'indicateur affiche unHypertension grave
segment, en fonction desHypertension modérée
données actuelles,
Légère hypertension
correspondant à laclassification de l'OMS.
Normale, élevée
NormaleOptimale

13. Recherche des pannes

Pressurisation

Problème
Rien des'affiche àl'écran,mêmelorsquel'appareil est
sous tension.

Mesure en cours
Pression systoliquePression diastoliqueClassification de l'OMS

Le brassard
ne se gonfle
pas.

Pouls
Vide automatiquement l'air
restant
Éteindre avec le bouton

5. Appuyez à nouveau sur le bouton
START pour couper l'alimentation.
START
Remarque : le modèle UA-651SL est fourni avec
une fonction d'extinction automatique. Laissez s'écouler 3 minutes
entre des mesures pratiquées sur une même personne.

7.2. Mesure avec la pression systolique désirée
Si un nouveau gonflage se produit à
plusieurs reprises, utilisez lesméthodes suivantes. Si vous vous
attendez à ce que votre pression
systolique dépasse 230 mmHg,
utilisez cette procédure.

Au niveau du cœurAppuyez sur le bouton
START

2. Appuyez sur le bouton START .
3. Lorsque le zéro clignote, appuyez sur lebouton START et maintenez-le enfoncé
jusqu'à ce qu'un nombre de 30 à 40
mmHg supérieur à la pression systoliqueprévue s'affiche.
4. Une fois ce nombre atteint, relâchez lebouton START pour démarrer lamesure. Puis, continuez à mesurer latension artérielle comme indiqué dans lasection « 7.1 Mesure normale ».

Appuyez sur le bouton
et maintenez-leenfoncé

START

Gonflage en cours

Autre

Relâchez le bouton START
pour interrompre le gonflage
La pression souhaitée
Reportez-vous à la section« 7.1 Mesure normale »7.3. Remarques pour une mesure précise

Asseyez-vous confortablement sur une chaise. Posez le bras sur la table. Ne
croisez pas les jambes. Gardez les pieds au sol et tenez le dos bien droit.
Asseyez-vous confortablement. Posez le bras sur une table, la paume dirigéevers le haut et le brassard au même niveau que le cœur.
Placez le centre du brassard au même niveau que votre cœur.
Détendez-vous pendant environ cinq à dix minutes avant la mesure. Si vousêtes énervé ou déprimé à cause d'un stress émotionnel, la mesure reflète ce
stress par une mesure de tension artérielle supérieure (ou inférieure) à lanormale et le pouls est généralement supérieur à la normale.
Demeurez immobile et tranquille pendant la mesure.
Ne procédez pas à la mesure immédiatement après un exercice physique ou un
bain. Reposez-vous pendant vingt à trente minutes avant de procéder à lamesure.
La tension artérielle varie constamment en fonction de ce que vous faites et dece que vous avez mangé. Ce que vous buvez peut avoir un effet important etrapide sur la pression artérielle.
Cet appareil base ses mesures sur la fréquence cardiaque. Si vous avez une
fréquence cardiaque très faible ou irrégulière, il est possible que l'appareiléprouve des difficultés à déterminer la tension artérielle.
Si l'appareil détecte un état anormal, il cesse la mesure et affiche un symbole
d'erreur. Reportez-vous à la section « 5 Symboles » pour la description dessymboles.
Cet appareil est conçu pour être utilisé par des adultes. Consultez votre médecin
avant d'utiliser cet appareil sur un enfant. Un enfant ne doit pas utiliser cet
appareil sans surveillance.
Essayez de mesurer votre pression artérielle au même moment tous les jours.
La performance du tensiomètre automatique peut être affectée par unetempérature, une humidité ou une altitude excessives.

8. Rappel des données en mémoire

L'appareil stocke automatiquement jusqu'à trente mesures de pression artérielle etde pouls dans sa mémoire. Un numéro de données est affecté aux donnéesstockées en mémoire, des plus récentes aux plus anciennes. Les plus anciennes
données s'affichent sous la forme «». Le symbole, dans le coin supérieur
gauche de l'écran, indique que vous consultez les données précédentes stockées
en mémoire.

8.1. Rappel des données
1. Si rien ne s'affiche, appuyez sur lebouton START et maintenez-leenfoncé pour rappeler lesdonnées enregistrées.

Pas de données

Appuyez sur le bouton
START etmaintenez-le enfoncé
Relâchez le bouton
SymboleDonnées moyennes

3. Le numéro des données et lesdonnées enregistrées s'affichentautomatiquement dans l'ordre, àpartir de la dernière mesure.

Numéro desdonnées

4. L'écran s'éteint automatiquement
une fois toutes les donnéesaffichées.

Données
stockées

Remarque : Si vous appuyez sur lebouton START lorsque
vous rappelez des données,l'appareil s'éteint.

S'éteint automatiquement

8.2. Effacement des données
1. Lorsque vous éteignez l’appareil,appuyez sur le bouton STARTet maintenez-le enfoncé jusqu'à
ce que «» s'affiche.
» pour

3. Les données sont effacées
lorsque le symbole
clignote.
4. L'appareil s'éteint
automatiquement.

Appuyez sur le bouton STARTet maintenez-leenfoncéRelâchez leboutonSélectionnez«» poureffacer les données.

5 secondes

Le symbole
clignote.
Les données sonteffacées.
S'éteint automatiquement

9. Qu'est-ce qu'une fréquence cardiaque
irrégulière ?

L'UA-651SL fournit une mesure de la tension artérielle et du pouls, même en cas
de fréquence cardiaque irrégulière. Une fréquence cardiaque irrégulière est définiecomme étant une fréquence cardiaque variant de 25 % par rapport à la moyenne
de toutes les fréquences cardiaques pendant la mesure de la tension artérielle. Il
est important que vous vous détendiez, que vous demeuriez immobile et que vous
ne parliez pas pendant les mesures.
Remarque : nous vous recommandons de contacter votre médecin si vous voyez.
fréquemment ce symbole

10. Indicateur de pression à barres

L'indicateur surveille l'évolution de la pression pendant la mesure.
Pressurisation
Dégonflage

Symbole de position de l'artère
Fixez l'attache en tissu

Tuyau d'air

Index

et plage d'accord appropriée

Mesure en cours
Gonflage terminé
Gonflage en cours

Cause possible
Les piles sontépuisées.

Action recommandéeRemplacez toutes les piles par despiles neuves.
Réinstallez les piles en faisant
Les bornes des piles
correspondre les bornes négatives et
ne sont pas dans lapositives à celles indiquées dans leposition appropriée.
logement des piles.
La tension des piles
est trop faible.
clignote.
Remplacez toutes les piles par desSi les piles sontpiles neuves.
complètementépuisées, le symbole
ne s'affiche pas.
Le brassard n'est pas
appliquéAppliquez correctement le brassard.
correctement.
Vous avez déplacé leAssurez-vous de demeurer immobilebras ou le corps
et calme pendant la mesure.
pendant la mesure.

L'appareil nemesure pas.
Les mesures La position dubrassard n'est pas
sont trop
correcte.
élevées ou
trop faibles.

1. Placez le brassard sur le bras au niveau
du cœur (bras gauche de préférence).

2. Sélectionnez «effacer les données.

6.5. Application du brassard

La pression sanguine est la force avec laquelle le sang vient frapper
contre les parois des artères. La pression systolique se produit lorsquele cœur se contracte. La pression diastolique se produit lorsque le cœurse détend.
La pression sanguine est mesurée en millimètre de mercure (mmHg).

Au niveau du cœur2. Relâchez le bouton lorsque lesdonnées moyennes s'affichent.
Utilisez le grand brassard pouradulte au lieu du brassard
intermédiaire pour adulte.

Plage supérieure imprimée sur lebrassard intermédiaire pour adulte.

Pression diastoliqueSymbolesAction recommandéePlacez le symbole
surl'artère de la partie supérieure
du bras ou en l'alignant sur
l'annulaire à l'intérieur du bras.

Plage inférieure imprimée sur le grandbrassard pour adulte.

Écran

Numéro du catalogue
CUF-F-LA
CUF-F-SLcirconférence au niveau du biceps.
le modèle UA-651SL n'est pas conçu pour une utilisation avec unpetit brassard.
Fonction / signification

1. Placez le brassard sur le bras au
niveau du cœur (bras gauche depréférence). Restez calmement assis
pendant la mesure.

Vers les données suivantes

Fiche de l'adaptateur
secteurBrassard

Tuyau d'air
Connecteur de prised'air
Douille d'air

Symbole de la position de l'artère
Fiche de la prise decourant continu

Étape 1
Étape 4Introduisez les piles comme indiqué dans le logement des piles. Si elles ne sont
pas correctement mises en place, l'appareil ne fonctionnera pas.
Lorsqueclignote à l'écran et que l'appareil annonce que les piles doiventêtre remplacées, remplacez toutes les piles par des neuves. Ne mélangez pas
des piles usagées et des piles neuves. Cela pourrait réduire la durée de vie despiles ou provoquer un dysfonctionnement de l'appareil. Remplacez les piles au
moins deux secondes après avoir éteint l'appareil.
Le symbole
ne s'affiche pas lorsque les piles sont épuisées.
La durée de vie des piles varie en fonction de la température ambiante et peut
se trouver réduite à des températures basses. En général, quatre piles R6P
neuves durent environ trois mois, à raison de deux mesures par jour.
Utilisez uniquement les piles spécifiées. Les piles fournies avec l'appareil sontdestinées à évaluer les performances de l'appareil et peuvent avoir une duréede vie limitée.
Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Il
est possible que les piles fuient et provoquent un dysfonctionnement.

SymbolesPlage d'accord appropriéeIndexMarque de position de l’artère
Tuyau d'air

Étape 3

ATTENTION

Introduisez fermement leconnecteur de prise d'air sur ladouille d'air.

Qu'est-ce que la pression sanguine?

7.1. Mesure normale

4. Une fois la mesure terminée, la mesure
des pressions systolique et diastoliqueainsi que la fréquence cardiaques'affichent. Le brassard vide l'air restantet se dégonfle complètement.

6. Utilisation de l’appareil

1. Retirez le couvercle du logement des piles.
2. Retirez les piles usagées du logement despiles si vous devez les changer.
3. Introduisez les nouvelles piles dans lelogement des piles, comme indiqué,
en veillant à respecter les polarités (+)
et (-).
4. Remettez en place le couvercle duÉtape 2logement des piles. Utilisez
uniquement des piles R6P, LR6 ou AA.

11.Pression sanguine

7. Mesures

Asseyez-vous confortablement enrestant immobile. Placez le bras sur
une table, la paume de la main dirigéevers le haut et le brassard situé aumême niveau que votre cœur.
Si vous avez une fréquencecardiaque très faible ou irrégulière, il
est possible que l'appareil éprouve
des difficultés à déterminer la tension
artérielle.
En clinique ou chez le médecin,l'appréhension peut provoquer une
La valeur est
mesure élevée. Une mesure à
différente de celle
domicile réduit les effets desmesurée en clinique influences extérieures sur la mesureou chez le médecin. de la tension artérielle lesquelles
augmentent la mesure chez lemédecin.
Retirez les piles. Remettez-les enplace correctement et prenez une
autre mesure.

Remarque : si les actions décrites ci-dessous ne permettent pas derésoudre le problème, contactez le distributeur. N'essayez
pas d'ouvrir ou de réparer ce produit, car cela pourrait annuler
votre garantie.

14. Entretien

N'ouvrez pas l'appareil. Il utilise des composants électriques délicats et
une unité pneumatique complexe qui pourrait être endommagée. Si
vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des instructions
de dépannage, contactez le distributeur agréé de votre région ou notre
section de service après-vente. Le service après-vente A&D propose
des informations techniques, des pièces détachées et des unités aux
distributeurs autorisés.
L'appareil a été conçu et fabriqué pour une longue durée de vie.
Cependant, il est généralement recommandé de le faire inspecter tous
les 2 ans, afin de vous assurer de son bon fonctionnement et de sa
précision. Veuillez contacter le distributeur agréé de votre région ou
A&D pour l'entretien.

15. Données techniquesType
Méthode de mesure
Plage de mesure

UA-651SL
Mesure oscillométriquePression :0 - 299 mmHg
Pression systolique : 60 - 279 mmHg
Pression diastolique : 40 - 200 mmHg
Pouls :
40 - 180 battements/minute
Précision des mesures Pression :±3 mmHg
Pouls :
±5 %Consommation électrique
4 piles x 1,5 V (R6P, LR6 ou AA) ou
adaptateur secteur (TB-233C) (non fourni)
Nombre de mesures
Env. 700 fois
LR6 (piles alcalines)
Env. 200 fois
R6P (piles au manganèse)
Avec une valeur de pression de 180 mmHg,
température ambiante de 23 °C.
Classification
Équipement ME à alimentation interne (fournie pardes piles) / Classe II (fournie par adaptateur)Mode de fonctionnement continu
Test clinique
Conformément à ISO81060-2：2013
EMC
IEC 60601-1-2 : 2014
Mémoire de données Les 30 dernières mesures
Conditions de+10 à +40 °C / 15 à 85 % HR / 800 à 1060 hPa
fonctionnement
Conditions de-20 à +60 °C / 10 à 95 % HR / 700 à 1060 hPa
stockage / Transport
Dimensions
Env. 96 [L] x 68 [H] x 130 [P] mm
Poids
Env. 240 g, sans les piles
Protection
Appareil: IP20
Partie appliquée
Brassard Type BF
Durée de vie utile
Appareil : 5 ans (en cas d'utilisation six fois par jour)Brassard : 2 ans (en cas d'utilisation six fois par jour)
Adapteur secteur : 5 ans (lorsqu'utilisé six fois par jour)
Adaptateur secteur accessoire
L'adaptateur permet de brancher l'appareil sur une source d'alimentation
domestique. Veuillez contacter votre distributeur A&D local pour l'acheter.
L'adaptateur secteur doit être périodiquement inspecté ou remplacé.
Adaptateur secteur L’adaptateur secteur doit être inspecté ou remplacé
TB-233C périodiquement.
Symboles imprimés sur l’adaptateur secteur.
SymbolesFonction / Signification
Utilisation à intérieur uniquement
Appareil de classe II
Fusible thermique
FusibleLabel de conformité de l’appareil à ladirective CE
Label de conformité de l’appareil à lacertification EAC
Polarité de la fiche de l’adaptateur secteur
Accessoires vendus séparément
Numéro duBrassard
Taille de brassard
Taille du brascatalogue
CUF-F-LAGrand brassard pour adulte 31 cm à 45 cm
Brassard intermédiaire pour
CUF-F-SL
23 cm à 37 cm
adulteTaille du bras : circonférence au niveau du biceps.
Adaptateur secteur

Numéro du catalogue Fiche (type prise)Type C
TB-233C

Remarque : les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Le classement IP indique les degrés de protection fournis
par les coffrets de protection conformément à la norme CEI
60529. Cet appareil est protégé contre les corps étrangers
solides de 12 mm de diamètre et plus, tel qu’un doigt. Cetappareil n’est pas protégé contre l’eau.