Digital Blood Pressure Monitor
Model UA-767JP
Instruction Manual
Original

使用手冊

English

中文

翻譯

사용설명서
번역본

‫ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ‬‫ﺗﺭﺟﻣﺔ‬1WMPD4002956B

한국어‫ﻋﺭﺑﻲ‬目錄
給親愛的顧客 ......................................................................... 2
前言 ...................................................................................... 2
用前需知 ................................................................................ 2
圖解說明 ................................................................................ 4標識涵意 ................................................................................ 5
操作模式 ................................................................................ 7
使用血壓計............................................................................. 9安裝／更換電池 ................................................................. 9連接充氣管 ...................................................................... 10連接交流電變壓器 ............................................................ 10調整內建的時鐘 ............................................................... 11
選擇正確的壓脈帶尺寸 ...................................................... 12
綁緊壓脈帶 ...................................................................... 12
怎樣正確測量................................................................... 14
測量.......................................................................... 14
測量後 .......................................................................... 14
測量方法 .............................................................................. 15
一般測量 ......................................................................... 15測得理想的收縮壓數據 ...................................................... 16
注意正確的測量方法 ......................................................... 16查詢數據 .............................................................................. 17
什麼是 IHB/AFib 指示器？ .................................................... 19
什麼是 AFib？ ..................................................................... 19％IHB/AFib .......................................................................... 19
血壓柱指示器 ....................................................................... 20
WHO 分類指示器.................................................................. 20
有關血壓的一些知識 .............................................................. 21
什麼是血壓？................................................................... 21
什麼是高血壓？它是怎樣被控制的？ ................................... 21
為什麼在家裡測量血壓？ ................................................... 21
WHO (世界衛生組織) 血壓分類標準.................................... 21
血壓差異 ......................................................................... 21
故障檢修 .............................................................................. 22
維修和保養........................................................................... 23
技術資料 .............................................................................. 23

中文 1

給親愛的顧客
銘謝惠顧最新型的A&D血壓計。為追求本血壓計的正確，方便使用起見，使它能成為您每天血壓管理上的最佳助手。
敬請在使用前，能詳細閱讀後使用。

前言
本血壓計符合歐盟管理文件 93/43EEC 的有關醫療產品之相關規定，且有標記為證。(0123: 有關通知本身的參照號碼。)
關權威機構認定的本血壓計適用於成年人，而非新生兒或嬰兒。
應用環境﹕本血壓計適用於在家庭保健環境下自行操作。
本血壓計專用於測量血壓與脈搏次數，供診斷用。

用前需知
本血壓計是採用精密部件製造的。盡量避免下述因素的過度異常，諸如溫度，濕度，陽光直射，震盪或灰塵。
用乾軟布，或是沾水和中性洗滌劑的布清潔血壓計及壓脈帶。切勿使用酒
精，苯，稀釋劑或其他刺激性的化學製品來清潔血壓計或壓脈帶。
避免過度用力折疊壓脈帶或過度扭曲充氣管，這樣會縮短配件的壽命。
使用軟管時請務必當心，以免發生意外勒殺嬰兒或幼兒事故。
測量過程中請勿過度扭曲充氣管，這樣會縮短配件的壽命。
本血壓計及壓脈帶不防水，因此應避免淋雨，汗水和水。
請勿在使用裝置期間更換電池。
假若血壓計使用時靠近電視、微波爐、行動電話、Ｘ光或其他強電場時，其測量將會模糊不準確。
無線通訊裝置可能對血壓計造成影響，例如家用網路裝置，行動電話、無線電話及其基地台，無線對講機。因此，血壓計必須與這類裝置保持至少
30 cm 的距離。
再次使用血壓計時，請確認血壓計是乾淨的。
用過的設備，零部件和電池不能作為一般家庭廢物處理，而應當按照相關
的規定進行處理。
中文 2

使用交流電變壓器時，請確認交流電變壓器可在必要時隨時從電源插座拔下。
請勿改造血壓計，否則可能造成意外，或損壞血壓計。
若要測量血壓，壓脈帶必須要適當束緊手臂，暫停血液通過動脈。這可能
會造成疼痛，麻木或手腕出現暫時性紅印。此狀況特別會在連續測量時出現。任何疼痛，麻木或暫時性紅印將會隨時間消失。
測量血壓過於頻繁可能因為血流干擾造成危害。重複使用裝置時，請檢查裝置的運作不會導致血液循環的長期損害。
如果您動過乳房切除手術，請在使用前諮詢醫生。
請勿讓兒童自己使用裝置，也請不要在幼兒接觸得到的地方使用裝置。這可能造成事故或傷害。
內含小配件，如果幼兒誤食，可能會導致窒息。
測量期間未使用時請拔掉交流電適配器。
使用本手冊中未詳細說明的配件可能危及安全性。
若電池發生短路，可能變燙且可能造成燙傷。
使用前（約一小時）請讓裝置適應周圍環境。
尚未對新生兒及孕婦進行臨床試驗。請勿用於新生兒或孕婦。
請勿同時觸摸電池、直流插孔及患者。這可能導致觸電。
請勿在未包裹上臂袖帶的狀況下充氣。

禁忌
以下是正確使用血壓計的注意事項。
請勿將壓脈帶套到還縛上其他醫療電氣設備的的手臂，否則設備可能無法
正常運作。
手臂血液循環不良的病患，請務必在使用血壓計前諮詢醫生，避免醫療糾
紛。
請勿自我診斷測量結果，並開始自我治療。請務必向醫生諮詢結果評估與
治療。
請勿將壓脈帶套到有傷口的手臂上。
請勿將壓脈帶套到接受靜脈滴注或輸血的手臂，否則可能造成傷害或意外。
請勿在有易燃氣體的地方使用血壓計，例如麻醉氣體，否則可能會導致爆
炸。
請勿在高度濃縮的氧氣環境中使用血壓計，例如一個高壓氧氣室或氧帳，
否則可能引起火災或爆炸。
中文 3

圖解說明
按鈕
按鈕
SET 按鈕

交流電變壓器插頭
直流插座
START (開始)按鈕

充氣管連接插頭
充氣管插座
螢幕顯示

充氣管

適當的穿套範圍動脈位置標記
標誌標記
壓脈帶
電池槽

電池蓋

1.5V 電池(R6P，LR6 或 AA)

螢幕顯示

平均值
記憶值

IHB/AFib 標識%IHB/AFib收縮壓壓脈帶穿套錯誤標識
移動錯誤標識心臟標記WHO 分數指示器與血壓柱指示器

舒張壓
脈搏數

電池指示器

日期與時鐘顯示
使用者
中文 4

標識涵意
印在血壓計器件上的標識
功能 / 意義

標識
SYS
DIA
PUL

啟動鍵/開關
收縮壓以 mmHg 表示
舒張壓以 mmHg 表示脈搏每分鐘速率
裝填電池的指示方向
直流電
BF型：血壓計，壓脈帶和充氣管已被設計對電震動有特殊保護作用。
EC管理機構認可的醫療用儀器標識
EU代表
生產商
生產日期

IP

國際保護標識WEEE 標識SN

系列號碼
參閱說明手冊直流插座極性保持乾燥顯示在顯示器上的標識
標識

功能 / 意義

推薦解決方法當進行測量時即顯示本圖像。當測到
繼續測量，保持安靜。
脈搏時本圖像即開始閃爍。
IHB/AFib 標識
偵測到心律不整時，即進行顯示。
偵測到輕微震動如顫抖或顫動時，燈即亮起。
讀數可能不正確。
再次測量。
偵測到身體或手臂移動時會出現。
在測量時保持安靜。
中文 5

標識涵意
功能 / 意義

標識

推薦解決方法套上的壓脈帶寬鬆時會在測量期間出 讀數可能不正確。正確綁緊壓脈帶並再次測量。
現在記憶體中測到的IHB/AFib率%IHB/AFib =記憶體中測到的IHB/AFib數

x 100 [%]

總數
使用者
前次測量的結果儲存於此。
平均數據
電池電力飽滿
在測量時電池電壓顯示器即顯示本圖像。
電池電力不足標記閃爍時更換新電池。
電池電壓太低時閃爍，即顯示本圖像。
在測量過程中由於身體移動導致血壓 再次測量。
值不穩定時出現本標記。
在測量時保持非常安靜。
當測量收縮壓和舒張壓時，都在
10mmHg 內時顯示本圖像。
壓脈帶加壓時，血壓值不增加時顯示
正確綁緊壓脈帶並再次
本標記。
測量。
當壓脈帶不能正確拉緊時
脈搏顯示錯誤當脈搏不能被正確測到時。
請移除電池並按下 START(開始)按鈕，然後再次安裝
電池。
如仍出現錯誤，請聯繫經銷商。

血壓計內部錯誤AMPM

取自的數據介於 04:00 與 09:59 之間
取自的數據介於 18:00 與 1:59 之間

中文 6

操作模式
1. 一般測量
按下 START (開始)按鈕。測量血壓，並將數據儲存於記憶體。本血壓計可將
四名使用者的前 60次測量數據儲存於記憶體內。

2. 查詢數據
按下
或按鈕，即可查詢記憶體中的數據。
此時即出現所有測量的平均值，如右圖所示。
接著，每次按下按鈕時，儲存數據會如下顯示。

最新數據 (No.n，例如:No.35)

最後一筆數據 (No.1)
如需查詢數據的詳細資訊，請參閱「查詢數據」。

3. 選擇不同使用者的記憶值
顯示記憶體時，按下 SET 按鈕。
此時使用者即變更，且會顯示該使用者的測量平均值。

中文 7

4. 刪除記憶體儲存的數據
在待機狀態下，同時按下與按鈕。此時將出現
標記，電池指示器與使用者標記。若想刪除目前顯示使用者
的記憶值數據，請同時按住與按鈕，直到亮起的
標記開始閃爍為止。

5. 測得理想的收縮壓數據有關測得理想的收縮壓數據，請參閱第16頁。

6. 使用者選擇在關機狀態下，按下 SET 按鈕，
從 1 到 4 選擇一名使用者。

每按一次 SET 按鈕，就會變更使用者。

選擇好使用者後，再按下 START (開始)按鈕，即可將
測量好的數據儲存在設定好的使用者內。

中文 8

使用血壓計安裝／更換電池

步驟11. 移除電池蓋。

步驟32. 取出舊電池，裝入新的電池時，要留意電極 (＋，－) 插入新電池 (如圖所示)。
僅限於使用 R6P， LR6 或 AA 電池。

步驟1
步驟2

3. 闔上電池蓋。
注意
放入電池時，要按照電池槽內的電極方向，否則血壓計 不能測量。
當(電池電力不足標記) 在螢幕上閃爍時，要將四個舊的電池全部更換
為新的電池。不要新舊電池一起混用。這樣會縮短電池的壽命或導致血壓計故障。
關閉裝置兩秒或更長後，再更換電池。
如果更換電池後仍出現
(電池電力不足標記)，請將血壓計及配件 (壓脈帶，電池，變壓器) 一併寄回經銷商檢測。
當電池用盡時，(電池電力不足標記) 並不會出現。

電池壽命與環境溫度有關，在低溫情況下，壽命縮短。如果如果每日測量兩
次，一般情況下，四顆新的 LR6 電池電力可持續約一年。
請使用指定的電池。與血壓計同時供應的電池是測試用的,壽命有限。
當血壓計長時間不使用時，應該將電池取出。
電池漏液會造成血壓計故障。

中文 9

使用血壓計
連接充氣管

充氣管插座

將充氣管連接插頭緊緊插入充氣管插座。

充氣管連接插頭

連接交流電變壓器
將交流電變壓器插入直流插座。
接著，將交流電變壓器連接到電源插座。
直流插座
交流電變壓器插頭

請使用指定的交流電變壓器。
(請參閱第 24 頁。)

若要從電源插座上拔下交流電變壓器，請抓住交流電變壓器機身並從插座拔下。
若要從血壓計拔下交流電變壓器插頭，請抓住交流電變壓器插頭並從血壓
計拔下。

中文 10

使用血壓計調整內建的時鐘
使用前 請先進行調整。

按住

1. 按住 SET 按鈕，直到年份開始閃爍為止。
或
按鈕。
2. 用
按下 SET 按鈕設定現在的年份，再選擇月／日。選擇期間為 2013～2059年。
3. 用或按鈕選擇月份。
按下 SET 按鈕設定現在的月份，再選擇日期。

或

年份

或
月份

或

或
按鈕選擇日期。
4. 用
按下 SET 按鈕設定現在的日期，再選擇時／
分。

日期

5. 用
或
按鈕選擇小時。
按下 SET 按鈕設定現在的小時，再選擇分鐘。

或小時

或按鈕選擇分鐘。
6. 用
按下 START (開始) 或 SET 按鈕，即可關閉
血壓計。

分鐘

按住
註:

或

或

按鈕，將連續變更該值。

超過 3分鐘未進行操作，即自動關閉血壓計。
時鐘尚未設定時，時鐘顯示會
顯示如右側顯示的破折號。
若是第一次使用裝置，時鐘尚未經過調整。
若裝置中斷電源超過30秒，將會清除設定的日
期和時間。
若設定的日期和時間遭清除，請重新調整。

中文 11

START

或
關閉

按下 START (開始)按鈕將可隨時關閉裝置。

使用血壓計選擇正確的壓脈帶尺寸
使用正確的壓脈帶尺寸非常重要，這樣才能測量出正確的血壓。如果壓脈帶
的尺寸不正確，測量出來的血壓值可能不正確。
手臂尺寸列印在每個壓脈帶上。
您可從壓脈帶上的
標誌與適當的穿套範圍判斷是否套上正確的壓脈帶。
(請參閱下一頁的「印在壓脈帶上的標識」)
如果
標誌位置超過範圍，請聯絡當地的經銷商，購買替換壓脈帶。
壓脈帶是消耗品。如果變得破舊，請購買新品。
推薦壓脈帶尺寸
手臂尺寸
31 cm 到 45 cm
成人大號壓脈帶22 cm 到 42 cm
寬版壓脈帶
22 cm 到 32 cm
成人壓脈帶
手臂尺寸: 二頭肌的圓周。
註:
UA-767JP 機型不適用於成人小號壓脈帶。

綁緊壓脈帶

目錄編號
CUF-F-LA
CUF-I
CUF-F-A

不要過緊捲起袖子。

1. 將壓脈帶繞緊在上臂，距離手肘內側
上方約1-2 cm，如圖所示。
將壓脈帶直接置於皮膚上，因為衣物可能導致脈搏微弱，造成測量錯誤。

壓脈帶
1-2 cm充氣管動脈位置標記2. 襯衫的袖子緊緊向上捲起，導致上臂感覺壓迫，可能無法測出正確讀數。

緊緊固定好
織物搭扣。

3. 確認
標誌位置位於適當的壓脈帶
範圍內。
標誌

中文 12

與適當的壓脈帶範圍使用血壓計印在壓脈帶上的標識
功能 / 意義

標識

推薦解決方法將
標記置於上臂的動
脈上，或與手臂內側的無名指對齊。

動脈位置標記
▲
REF

標記
目錄編號
適用於成人壓脈帶的適當穿套範圍。
印在成人壓脈帶上。
請改用成人大號壓脈帶，
超出範圍，印在成人壓脈帶與寬版壓脈
不要用成人壓脈帶或寬
帶上。
版壓脈帶。
適用於寬版壓脈帶的適當範圍。
印在寬版壓脈帶上。
適用於成人大號壓脈帶的適當穿套範圍。
印在成人大號壓脈帶上。
未達範圍，印在成人壓脈帶與寬版壓脈帶上。
請改用成人壓脈帶，不要
未達範圍，印在成人大號壓脈帶上。
用成人大號壓脈帶。
批號

成人大號壓脈帶

適當的壓脈帶範圍

A

L

S

W

L

S

A

L

寬版壓脈帶
成人壓脈帶

中文 13

使用血壓計怎樣正確測量為了更正確的測量血壓:
放鬆坐好。將手臂放在桌上。請勿翹腳，兩腳平放坐直。
測量前先放鬆 5～10分鐘。
將壓脈帶的中央部位置於等同心臟的高度。
測量時保持安靜。
體育活動或洗澡後不要馬上測量。休息二十或三十分鐘再測量。
儘量在每天的同一時間測量血壓。

測量在測量血壓時，通常要感到壓脈帶很緊方可 (請不要驚慌)。

測量後
測量後，按下 START (開始)按鈕即可關閉血壓計。超過 1分鐘未進行操作，
即自動關閉血壓計。
取下壓脈帶並記錄測量數據。
註: 同一個人兩次測量之間應相隔 3分鐘以上。

中文 14

測量方法
測量前，請參閱下一頁的「注意正確的測量方法」。

一般測量
1.

按下 SET 按鈕，從 1 到 4 選擇一名使用者。
與心臟同高度按下 START

2.
3.

將壓脈帶套上手臂 (最好置於左臂)。
測量時坐好保持安靜。
按下 START (開始)按鈕。
所有的顯示部分便會簡短地顯示。
畫面上隨即短暫閃爍 0。
測量開始時，螢幕顯示如右側上所示的數字隨之發生變化。壓脈帶開始充氣。通常覺得壓脈帶有壓迫感才正確。充氣期間，會在螢
幕左側出現血壓柱指示器。

所有的顯示部分便
會簡短地顯示註: 假若您想隨時停止充氣，只需再次按下
START (開始)按鈕。
4.

顯示 0
開始充氣

加壓中

充氣完成後，會開始自動放氣，且(心臟標記) 閃爍顯示，代表正在測量。測到脈搏後，標記會在每次脈搏跳動時閃爍。
註: 如果未取得適當的血壓，血壓計會自動開
始重新充氣。
如要避免重新充氣，請參閱下一頁的「測得理想的收縮壓數據」。

5.

當測量完全結束後，收縮壓和舒張壓讀數及
脈搏率在螢幕上顯示。
壓脈帶完全排出剩餘的空氣並完全放氣。

6.

若不要記錄測量數據，按下7.

按下 START (開始)按鈕即可關閉血壓計。
超過 1分鐘未進行操作，即自動關閉血壓計。

或按鈕。

註: 同一個人兩次測量之間應相隔 3分鐘以上。

中文 15

測量進行中

收縮壓
舒張壓
WHO分類
脈搏數
自動排除剩餘的空氣測量方法
測得理想的收縮壓數據
UA-767JP 機型會偵測脈搏，並自動為壓脈帶充氣到收縮壓水平。
重複重新充氣時，或血壓降至 20 mmHg 或以下卻未顯示結果時，請採用
此方法。
1.

將壓脈帶套上手臂，與心臟等高 (最好置於左臂)。

2.

按住 START (開始)按鈕，直到出現高於預期收縮壓 30 到 40 mmHg 之間的數
字為止。

3.

達到理想的數字時，放開 START (開始)按鈕開始測量。繼續在每天的同一時間測
量血壓，如上頁所述。

與心臟同高度按住 START 按鈕
在理想收縮壓
放開按鈕

請參閱上頁的測量方法

注意正確的測量方法
以舒適的姿勢坐下。將手臂擱在桌子，手掌朝上，讓壓脈帶和心臟處於同一高度。
開始測量前放鬆大約 5～10分鐘。假若由於情緒關係過於激動或壓抑，則測量值將比正常血壓高或低，而脈搏比正常要快。
一個人的血壓值通常會有些變化，這些取決於您當時在做什麼和當時的飲食，飲酒對您的血壓有強烈而直接的影響。
本血壓計根據您的心臟鼓動而測量血壓。假若您的心臟鼓動微弱或不規律時，血壓計很難測到您的血壓。
假若血壓計檢測狀況異常，它將會停止測量並顯示錯誤符號。請參考第 6頁
標識涵意的說明。
本血壓計適用於成人，小孩使用之前請洽詢有關的醫生。無人陪伴時小孩
不應該使用本血壓計。
過高的溫度或濕度或海拔可能會影響自動血壓計的效能。

中文 16

查詢數據
註: 本血壓計會將四名使用者的前 60次測量數據儲存於記憶體內。
或
按鈕。
1. 按下
畫面將顯示所有測量數據的平均值和數據數量。
(如無任何數據，會顯示 “0”。請按下， 或 START (開始)按鈕即可關閉
血壓計。)
按鈕依反向
2. 每次按下按鈕 (或順序顯示數據) 時，記憶體數據會如下顯示。
最新數據 (No.n，例如:No.35)數據號顯示後三秒，即顯示測量數據。

最後一筆數據 (No.1)
數據號顯示後三秒，即顯示測量數據。

按下

或
平均收縮壓
平均舒張壓
平均脈搏

所有數據的
平均值
收縮壓
舒張壓
脈搏
最新數據

收縮壓
舒張壓

3. 顯示出最後一筆數據後，按下按鈕
即可返回所有血壓測量的平均值顯示。

脈搏
最後一筆數據（最舊數據）

中文 17

4. 變更使用者編號後，按下 SET 按鈕，
顯示記憶值。

5. 按下 START (開始)按鈕即可關閉血壓計。超過 1分鐘未進行操作，即自動關
閉血壓計。

使用者 1

使用者 2

使用者 3

使用者 4

中文 18

什麼是 IHB/AFib 指示器？
當該血壓計在測量期間偵測到心律不整時，IHB/AFib 指示器將伴隨測量值
出現在該顯示屏上。
註: 如果經常看到 IHB/AFib符號，建議您聯絡醫生。

什麼是 AFib？
心臟因心臟中產生的電訊號而收縮並將血液送至全身。動脈纖維性顫動（AFib）發生在心房的電訊號變得混亂並導致脈搏間隔的干擾時。AFib 可導致血液停滯在心臟中，這可能容易產生血液凝塊，導致中風和心臟病發作。

％IHB/AFib%IHB/AFib 顯示所測得的 IHB/AFib 頻率。
IHB/AFib 不但可偵測身體移動的噪音，還可偵測心律不整。因此，如果%IHB/AFib 較高，請和醫師商量。
記憶體中測到的IHB/AFib數%IHB/AFib =x 100 [%]

總數
%IHB/AFib 顯示: 顯示平均值時會出現 %IHB/AFib。
(請參閱「操作模式」中的「2.查詢數據」)
記憶體數字為 6或以下時，不會出現 %IHB/AFib。
平均值顯示

等級 0
%IHB/AFib =0

等級 1%IHB/AFib =1～9

等級 2
等級 3
%IHB/AFib =10～24 %IHB/AFib =25～100

無顯示

中文 19

血壓柱指示器本血壓柱指示器在測量中顯示壓力的變化。
加壓

排除空氣

開始充氣

測量中
充氣結束

WHO 分類指示器
六個血壓柱指示器分別與下一頁說明的
WHO 血壓分類一致。
WHO 分數指示器
嚴重高血壓
中度高血壓
輕度高血壓
正常血壓
正常
最合適

例如:

中度高血壓

輕度高血壓

: 指示器以現在的數據為依據。
顯示與 WHO 分類一致的區段。
正常血壓

中文 20

有關血壓的一些知識什麼是血壓？
所謂血壓是血液對動脈血管壁所施加的壓力。心臟收縮時產生的壓力為收縮壓，而心臟舒張的時候產生的壓力為舒張壓。血壓以毫米汞柱 (mmHg)
作為測量單位。當一個人處於安靜狀態和飲食前，測量到的血壓代表一個
人的基礎血壓。

什麼是高血壓？它是怎樣被控制的？
高血壓是一種動脈異常的高壓力狀態。假若未被及時注意的話，會引起許多的健康問題，包括休克和心臟病發作。高血壓可以透過改變生活方式，
避免緊張和在醫生的指導下服用一些藥物而得到控制。
預防高血壓或者通過下列措施而得到控制。
不要吸煙經常體育鍛鍊
減少食鹽和脂肪的攝入
定期體檢
維持適當的體重

為什麼在家裡測量血壓？
在診所或醫生辦公室測量血壓時容易產生憂慮心理，使血壓讀數比在家庭
測量的數據高 25～30mmHg。在家測量時能減少血壓測量時的一些外部影
響因素，提供給醫生更準確而又完整的血壓記錄數值。

WHO (世界衛生組織) 血壓分類標準
WHO ( 世 界 衛 生 組 織 )設立的評價高血壓的標
準如下圖 (不考慮年齡
因素)。

血壓差異

參考資料：高血壓雜誌1999第17卷第2期

Ⅲ高血壓(重度)Ⅱ高血壓(中度)舒張壓Ⅰ高血壓(輕度)一個人的血壓可因白天
高於正常
和季節而有些變化。一般
正常
由於白天因素血壓值相
最佳差 30～50mmHg。有高收縮壓血壓的人，這種差異可能更加明顯。通常當工作或運動的時候，血壓值會升高。 而在睡眠的時候會
下降到最低水平。所以不要太介意一次的測量結果。

中文 21

使用本手冊所說明的方法，在每天的同一時間測量血壓，不但知道您
自己的血壓值，而且多次的測量值
可以讓您更全面的掌握血壓記錄
資料。每次測量記錄您的血壓數值時，請弄清楚測量的時間和日期。
請醫生幫助解釋您的血壓資料。

在一天之內的典型動態圖
(每5分鍾測量一次)
收縮壓
血
壓

舒張壓

睡眠狀態
時間

下午

上午

故障檢修
問題

問題原因

推薦解決方法

電源打開時， 電池用盡顯示屏上沒有任何顯示。 電池方法放置不正確
壓脈帶不充
氣

其他

重新放置電池時正負極方向要
和壓脈帶上標的方向一致。

電池電力微弱。
低電壓時，出現(標記閃
全部更換新電池爍)。假若電池用盡本標記不會出現。
壓脈帶綁的不夠緊

本血壓計不
能測量，
讀數太高或
太低。

全部更換新電池

正確綁緊壓脈帶

測量血壓時，您移動了手臂或在測量時保持安靜。
身體。
坐好保持安靜，將手臂擱在桌子，手掌朝上，讓壓脈帶位置放置不正確壓脈帶和心臟處於同一高度。
假若心臟跳動微弱或不規律性，血壓計也很難測到血壓值
測到的血壓值和在診所或醫請參閱「為什麼在家裡測量血生辦公室測量的血壓值不同。 壓？」
取出電池，再正確放進去重新測量。

註: 上述的處置還不能解決問題時，請與購買的商店聯絡。請勿打開或修理本機，否則就會失去售後服務的權利，煩請留意。
中文 22

維修和保養
請勿打開本血壓計，它是採用精密的電子元件和一些複雜的部件製造的。這些元件容易損害。假若您按照故障檢修還不能排除故障時，請向供應商或
A&D服務中心諮詢。A&D將向您提供權威的技術資訊，備用部件和元件。
本機是為持久耐用而製造的。因此，為使本機能夠發揮最合適的性能和最準確的精度，請每 2年接收定期檢查。維修，保養請在購買的商店或 A&D
進行。

技術資料
類型
測量方法
測量範圍

測量準確性
電力供給
測量次數

種類

臨床試驗
EMD
記憶值
操作條件
運送 / 儲存條件
尺寸
重量
防水防塵
觸身零件

UA-767JP
示波測量
壓力: 0 - 299 mmHg
收縮壓: 60 - 279 mmHg
舒張壓: 40 - 200 mmHg
脈搏: 40 – 180次/分
壓力: ±3 mmHg
脈搏: ±5%4 x 1.5V 電池 (R6P，LR6 或 AA) 或
交流電變壓器 (TB-233C) (另購配件)
約 700 次LR6 (鹼性電池)
約 200 次R6P (錳電池)壓力值 180 mmHg，室溫 23 °C
內部供電ME (醫電) 設備 (電池供電) / Class II (變壓器供電)連續操作模式
符合 ISO81060-2：2013
IEC 60601-1-2: 2014
四名使用者的前60次測量數據
+10 至 +40 °C / 15 至 85 %RH / 800 至 1060 hPa-20 至 +60 °C / 10 至 95 %RH / 700 至 1060 hPa
大約140 [W] x 60 [H] x 105 [D] mm
大約 255 克，不包括電池
血壓計: IP20
壓脈帶 BF 型
中文 23

使用壽命

血壓計: 5 年 (若一天使用六次)
壓脈帶: 2 年 (若一天使用六次)
交流電轉接器: 5 年 (若一天使用六次)配件交流電變壓器
變壓器用於連接裝置與家用電源插座。如需購買，請聯絡當地的 A&D 經銷商。
交流電變壓器必須定期接受檢查或更換。
TB-233C

配件單獨銷售
壓脈帶

交流電變壓器

購買該交流電轉接器。
必須定期檢查或更換交流電轉接器。
印製在交流電轉接器上的符號
標識
功能 / 意義
僅供室內使用Class II 裝置
溫度保險絲
保險絲
EC 指令裝置標籤
EAC 認證裝置標籤
交流電轉接器插頭的極性

目錄編號
壓脈帶尺寸
成人大號壓脈帶
CUF-F-LA
寬版壓脈帶
CUF-I
成人壓脈帶
CUF-F-A手臂尺寸：二頭肌的圓周。
目錄編號
TB-233C

手臂尺寸
31 cm 到 45 cm
22 cm 到 42 cm
22 cm 到 32 cm

插頭 (插座類型)
C 型

註：規格如有更改，恕不提前通知。
異物防護等級是IEC 60529提供的外殼防護等級。本裝置可隔絕直徑12 mm
以上的固體外物，例如手指。本裝置不防水。

中文 24

MEMO

28‫ﻋﺭﺑﻲ‬A&D Company, Ltd.
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands
Tel: [31] (70) 345-8570
Fax: [31] (70) 346-7299

A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY
United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409

OOO A&D RUS

OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd 爱安德技研贸易（上海）有限公司
中国 上海市自由贸易试验区浦东南路855号世界广场32楼C,D室 邮编200120(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road,China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone,
200120, China )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED( 509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India ): 91-124-4715555: 91-124-4715599