Electrical Thermometer
Model UT-201BLE-A
Oral type

Instruction manual
Original
Type oral

Manuel d’instructions
Traduction
Tipo oral

Manual de instrucciones
Traducción
Tipo orale

Manuale di istruzioni
Traduzione
Oraler typ

BedienungsanleitungÜbersetzung
口溫計

使用手冊
翻譯
1WMPD4003378D

Contenido
Estimados clientes .................................................................... 2
Observaciones preliminares ...................................................... 2
Precauciones ............................................................................ 3
Contraindicaciones............................................................... 4
Identificación de las piezas ....................................................... 5
Símbolos .................................................................................. 6
Uso del termómetro ................................................................. 8
Instalación/sustitución de la pila .......................................... 8
Función inalámbrica ............................................................. 9
Transmisión Bluetooth .................................................... 10
Emparejamiento ................................................................. 11
Medición y transmisión de datos ........................................12
Cambio de unidades .......................................................... 12
Aplicación del termómetro ................................................. 13
Tiempo de medición .......................................................... 13
Tras la medición ................................................................ 13
Mediciones ............................................................................. 14
Medición de modo ajustado ............................................... 14
Medición de modo directo .................................................. 15
Notas para una medición precisa ........................................15
Funciones ............................................................................... 16
Medición de modo ajustado ............................................... 16
Medición de modo directo .................................................. 16
Interruptor con función de destello ....................................16
Visualización de la última lectura y memoria ......................16
Unidad de temperatura ...................................................... 16
Bluetooth ........................................................................ 16
Solución de problemas ........................................................... 17
Mantenimiento ....................................................................... 18
Mantenimiento ................................................................... 18
Limpieza ............................................................................ 18
Almacenamiento ................................................................ 18
Precauciones ...................................................................... 18
Inspección periódica .......................................................... 18
Datos técnicos ........................................................................ 19
Español 1

Estimados clientes
Enhorabuena por haber adquirido el termómetro A&D de última
generación, uno de los más avanzados del mercado. Diseñado para quesea preciso y fácil de usar. Este termómetro le facilitará el proceso de
medición de la temperatura.
Le recomendamos que lea el manual detenidamente antes deutilizar el dispositivo por primera vez.
La marca denominativa y los logotipos deBluetooth son marcas
comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso
por parte de A&D de tales marcas está sometido a un acuerdo delicencias. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus
respectivos propietarios.

Observaciones preliminares
Este dispositivo cumple con la Directiva europea 93/42 CEE relativa alos productos sanitarios. Esto queda de manifiesto con el marcado deconformidad.
(0123: número de referencia para el organismo notificado implicado. )Este dispositivo cumple con las disposiciones UNE-EN 12470.
Termómetros clínicos. Parte 3: Termómetros eléctricos compactos (decomparación y extrapolación) con dispositivo de máxima.
A&D Company, Limited declara por el presente que el equipo de radio
tipo UT-201BLE-A cumple con la directiva 2014/53/UE. El texto íntegrode la declaración de la UE está disponible en la siguiente dirección:
http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html
Se trata de un dispositivo médico Continua certified con tecnología
Bluetoothinalámbrica.
El dispositivo está diseñado para utilizarse en instalaciones sanitarias.
El dispositivo está diseñado para medir la temperatura corporal.
El dispositivo está diseñado para que lo utilice un adulto (mayor de 18años).
Este dispositivo está concebido para medir la temperatura corporal delos pacientes(mayores de 5 años).

Español 2

Precauciones
Este dispositivo está fabricado con componentes de precisión. Debeevitar que el producto sufra golpes o que esté expuesto a temperaturas
extremas, humedad, polvo o la luz solar directa. Esto podría disminuir elrendimiento del sensor, la pila, los terminales eléctricos y del dispositivo
en general.
Este producto es un termómetro oral que sirve para medir la temperatura
colocándolo debajo de la lengua. No mida la temperatura en otras
lugares ya que, en ese caso, será incorrecta.
Limpie el dispositivo con un paño seco y suave o humedecido con aguay detergente neutro. No utilice nunca alcohol, benceno, diluyentes ni
otros productos químicos fuertes para limpiar el dispositivo.
Limpie el dispositivo antes y después de utilizarlo. Manténgalo limpio para
poder introducirlo en la boca. En caso contrario, podría producirse una
infección cruzada.
Evite los golpes. Podrían provocar un mal funcionamiento.
No coloque el dispositivo cerca de un calentador. Evite que eldispositivo entre en contacto con agua caliente. Podría provocar un mal
funcionamiento.
El dispositivo no es resistente al agua. Evite que el agua de lluvia o elsudor entren en el dispositivo.
Las mediciones podrían ser erróneas si el dispositivo se utiliza cerca detelevisiones, hornos microondas, equipos de rayos X u otros dispositivos
con campos eléctricos potentes.
Este termómetro puede verse afectado por aparatos de comunicación
inalámbricos tales como dispositivos de red, teléfonos móviles, teléfonos
inalámbricos y sus estaciones de base o radioteléfonos. Por tanto, debe
situarse a una distancia de 30 cm de tales dispositivos.
Cuando vuelva a usar el producto, asegúrese de que está limpio.
El equipo, las piezas y las pilas utilizados no se consideran residuos
domésticos, por lo que deben desecharse según la normativa municipal
aplicable.
No modifique el dispositivo. Podría dañarlo o provocar accidentes.
No permita que los niños utilicen solos el dispositivo ni lo utilice en un
lugar donde los niños puedan tener acceso a él.
Existe riesgo de asfixia para ellos en caso de que se traguen por
accidente las piezas pequeñas.

Español 3

Si el líquido de la pila entra en contacto con los ojos, lávelos
inmediatamente con abundante agua y consulte a un médico paraobtener diagnóstico y tratamiento. En caso contrario, podrían producirse
ceguera o lesiones.
Si el líquido de la pila entra en contacto con la piel o la ropa, lávelas con
abundante agua.
Si la sustitución de la pila la lleva a cabo personal sin la formación
necesaria, se podría crear un riesgo como temperaturas excesivas,
fuego o una explosión.
Utilice las pilas, las piezas desmontables y los materiales que se
describen en este manual. En caso contrario, podrían producirse
lesiones y un mal funcionamiento.
Inserte la pila con las polaridades (+) y (-) correctas en elcompartimento. En caso contrario, podrían producirse lesiones o un mal
funcionamiento.
No cortocircuite la pila. En caso contrario, podrían producirse fugas,
generación de calor o una explosión, lo que puede provocar lesiones.
No caliente la pila. En caso contrario, podrían producirse fugas o una
explosión, lo que puede provocar lesiones.
Evite que el dispositivo se muerda o se doble. En caso contrario, podrían
producirse lesiones o un mal funcionamiento.
Le recomendamos que lea el manual detenidamente antes de utilizar eldispositivo por primera vez.
No utilice este producto con un equipo como la tapa de sonda. Puede
afectar a la precisión de las mediciones.

Contraindicaciones
A continuación, se describen una serie de precauciones para el uso
adecuado del dispositivo.
No utilice el dispositivo donde haya gases inflamables como gases
anestésicos. Podría provocar una explosión.
No utilice el dispositivo en entornos con alta concentración de oxígeno,
por ejemplo, en una cámara hiperbárica o en una tienda de oxígeno.
Podría provocar fuego o una explosión.

Español 4

Identificación de las piezas
Interruptor de encendido/espera con LED.
Pila: CR2032
Tapa de la piladel compartimento de la pila

Funda
Sensor de temperatura

Este manual

Pantalla
Indicador de comunicación
Indicador de memoria
Indicador de la pila
Valor de temperatura

Indicador de cuenta atrás
para las mediciones

Unidades de temperatura
Indicador de medición de modo
ajustado
Indicador de medición de modo directo

Español 5

Símbolos
Símbolos que se muestran en el dispositivo
SímbolosFunción/significado
Modo de espera y encendido del termómetro.
Cuando se muestra este indicador, la última lectura se guarda en lamemoria.
Indicador de pila completa.
Indicador de pila baja: se ha consumido la mitad de la capacidad dela pila.
La carga de la pila es baja cuando parpadea. Sustitúyala por una
nueva.
La temperatura es superior a 42 °C durante la medición.
La temperatura es inferior a 32 °C durante la medición.
La temperatura del termómetro o la temperatura ambiente son
superiores a 40 °C.
La temperatura del termómetro o la temperatura ambiente son
inferiores a 10 °C.
La medición no es correcta. Compruebe si se está utilizando
correctamente.
Mal funcionamiento del termómetro. Póngase en contacto con su
distribuidor.
Expiró el tiempo de comunicación Bluetooth.
Error de comunicación Bluetooth.
Indicador de comunicación bluetooth.
Indicador de emparejamiento para establecer el emparejamiento decomunicación Bluetooth.
Indicador de medición de modo ajustado.
Indicador de medición de modo directo.
Unidades de temperatura: Celsius y Fahrenheit.
El indicador de cuenta atrás para mediciones señala el tiempo deespera hasta que se muestra la temperatura. Es posible que este
indicador muestre errores de tiempo en el proceso.
Corriente continua.
Tipo BF: el dispositivo se ha diseñado para proporcionar
protección especial contra descargas eléctricas.
Etiqueta de dispositivo médico que cumple con la directiva de CE
Representante de la UE
FabricanteFecha de fabricación
Español 6

Símbolos

SN
BT

Función/significado
No es impermeable
Dispositivo de la clase II
Etiqueta de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Número de serie
Dirección Bluetooth
Consulte el manual/folleto de instrucciones
Electrodo negativo
Para indicar niveles de radiación no ionizante generalmenteelevados y potencialmente peligrosos o para indicar equipos osistemas, por ejemplo en el campo de la electromedicina, que
incluyen transmisores de RF o que aplican, de forma intencional,
energía electromagnética de RF para el diagnóstico o el
tratamiento.

Español 7

Uso del termómetro
Instalación/sustitución de la pila
1.

Retire la tapa de la pila.

2.

Retire la pila usada con un palito.

3.

Inserte una nueva en elcompartimento de la pila tal ycomo se muestra, asegurándosede que las polaridades (+) y (-)
sean correctas.

4.

Paso 2

Paso 1
Paso 4

Paso 3

Vuelva a colocar la tapa de lapila.
Utilice únicamente pilas CR2032.

Precaución
Inserte la pila tal y como se muestra en el compartimento de la pila. Si
se hace de forma incorrecta, el dispositivo no funcionará.
Cuando el indicador(pila baja) parpadee en la pantalla, sustituyala pila por una nueva. Apague el dispositivo y espere al menos dos
segundos antes de sustituir la pila.
El indicador (pila baja) no aparece cuando la pila se agota.
Utilice solo la pila especificada. La pila que se suministra con eldispositivo es únicamente para probar el rendimiento del termómetro ypuede que tenga una vida útil limitada.
Extraiga la pila si el dispositivo no se va a utilizar durante un período detiempo prolongado.
Se pueden producir fugas en el dispositivo, lo que puede provocar un
mal funcionamiento.
Mantenga el termómetro fuera del alcance de los niños. Un niño podría
tragarse la pila mientras juega con ella. Si esto sucede, acuda
inmediatamente a un médico.

Español 8

Uso del termómetro
Función inalámbrica
Precaución
En el improbable caso de que este termómetro provoque interferencias
de ondas de radio en otra estación de radio inalámbrica, utilice eltermómetro en una ubicación diferente o detenga su uso
inmediatamente.
Asegúrese de utilizarlo en un lugar con buena visibilidad entre los dos
dispositivos que desea conectar. La distancia de conexión se reduce
debido a la estructura de los edificios y otras obstrucciones. En concreto,la conexión puede resultar imposible si los dispositivos se sitúan aambos lados de una pared de hormigón armado.
No utilice la conexión Bluetooth
dentro del alcance de una LAN
inalámbrica u otros dispositivos inalámbricos, cerca de dispositivos que
emiten ondas de radio como microondas ni en lugares con muchas
obstrucciones o donde la intensidad de señal sea débil. De lo contrario,
se podrían producir pérdidas de conexión frecuentes, lentitud en lasconexiones y errores.
El uso del termómetro cerca de un dispositivo LAN inalámbrico IEEE
802.11g/b/n puede provocar interferencias mutuas, lo que puede reducir
la velocidad de la comunicación o impedir la conexión. En ese caso,
desconecte el dispositivo que no esté utilizando de la fuente dealimentación, o bien utilice el termómetro en una ubicación distinta.
Si el termómetro no se conecta con normalidad al utilizarlo cerca de una
estación inalámbrica o una estación de radiodifusión, utilícelo en otro
lugar.
A&D Company, Limited no acepta ninguna responsabilidad por los
daños ocasionados debido a un funcionamiento incorrecto o pérdida dedatos, etc. al hacer uso del dispositivo.
No se garantiza que el producto pueda conectarse a todos losdispositivos Bluetoothcompatibles.

Español 9

Uso del termómetro
Transmisión Bluetooth
Este dispositivo cuenta con una función Bluetoothinalámbrica ypuede conectarse a los siguientes dispositivos Bluetooth :Dispositivos Continua certified.
iPhone, iPad, iPod (iPhone 4S o posterior).
Aplicaciones y dispositivos compatibles con Bluetooth 4.0.
Todos los dispositivos requieren una aplicación para recibir los datos.
Para obtener más información sobre el método de conexión, consulte el
manual del dispositivo correspondiente.
Los dispositivos BluetoothBluetooth .

llevan el logotipo deLos dispositivos Continua certified llevan ellogotipo de Continua.

Español 10

Uso del termómetro
Emparejamiento

Un dispositivo Bluetooth debe emparejarse con otro dispositivo específico
distinto para poder establecer la comunicación con dicho dispositivo. Si eltermómetro se empareja con un dispositivo receptor desde el principio, losdatos de las mediciones se transmiten automáticamente al dispositivo receptor
cada vez que se mida la temperatura.

Precauciones relativas al emparejamiento
Solo se puede emparejar un dispositivo a la vez con este termómetro. Si
el dispositivo receptor no puede recibir los datos de las mediciones,
intente volver a emparejarlo.
Si se empareja otro dispositivo receptor, se desemparejará el primero deellos para permitir el emparejamiento del nuevo dispositivo.
Siga los pasos que se describen a continuación para emparejar elcompatible. Asimismo,
termómetro con un dispositivo receptor Bluetoothconsulte el manual del dispositivo receptor. Si se proporciona un asistentepara emparejamiento, utilícelo.
Procedimiento de emparejamiento
1.

2.

3.

4.
5.

Siga las instrucciones del manual del dispositivo
receptor para habilitar el modo de emparejamiento.
Coloque el termómetro lo más cerca posible deldispositivo receptor con el que desea emparejarlo.
Inserte la pila tal y como se describe en la página 8.
para encender el termómetro.
Pulse el interruptor
Pulse el interruptor
mientras se muestra “ ”.
El dispositivo receptor puede encontrar el termómetro
mientras se muestra “ ”, durante un minuto
aproximadamente.
Busque el termómetro, selecciónelo y emparéjelo con eldispositivo receptor según se explica en el manual delmismo. Una vez que se ha efectuado el emparejamiento”.
con el dispositivo receptor, se muestra “
Si aparece “” o falla el emparejamiento, extraiga
la pila y vuelva a realizar los pasos del 1 al 3.
Siga el manual del dispositivo receptor con el que
desea emparejar el termómetro para buscarlo,
seleccionarlo y efectuar el emparejamiento.

Distancia de comunicación
La distancia de comunicación entre el termómetro y el dispositivo receptor
es de unos 5 m.
La distancia se reduce según las condiciones del entorno, por lo que debe
asegurarse de comprobar que el dispositivo y el termómetro se encuentrana poca distancia para poder efectuar la conexión tras finalizar la medición.
Español 11

Uso del termómetro
Medición y transmisión de datos

1.
2.

Tras establecer el emparejamiento, la comunicación sigue los pasos que
se describen a continuación.
Mantenga el dispositivo receptor en las condiciones necesarias para lacomunicación con el termómetro.
Encienda el termómetro. Los datos se miden de forma automática.
Los datos se transmiten después de completar la medición.

Transmisión de datos guardados de forma temporal
Cuando el dispositivo receptor no puede recibir los datos de las mediciones,
se guardan de forma temporal en la memoria del termómetro. Los datos
guardados en la memoria se transmiten la siguiente vez que se efectúa
una conexión con el dispositivo receptor.
Es posible guardar un total de 90 conjuntos de datos de mediciones.
Cuando se sobrepasa esta cantidad, se borra el dato más antiguo y se
guarda el nuevo.
La cantidad de datos que pueden guardarse de forma temporal puedevariar según la aplicación.
Hora
El termómetro dispone de un reloj incorporado. Los datos de medición
incluyen la fecha y la hora en que se midió la temperatura.
El reloj incorporado ha sido diseñado para sincronizarse con el reloj deldispositivo receptor y ajustarse automáticamente. Consulte las
características técnicas del dispositivo receptor. El termómetro no dispone
de función de ajuste del reloj.

Cambio de unidades
1.

Mantenga pulsado el interruptor
durante, al menos, 6 segundos alapagar el termómetro. La última unidad parpadea y, a continuación, se
muestra la nueva.
Apague el dispositivo.
El termómetro se apaga automáticamente.

2.

Cuando se vuelve a realizar lamisma operación, las unidades
en uso vuelven a intercambiarse.
La unidad se guarda en lamemoria. La unidad
predeterminada de fábrica es °C(grados centígrados).

Mantenga pulsado el interruptor
durante, al menos, seis segundos.

Última unidad

Unidad nueva

Español 12

El dispositivo se apaga automáticamente.

Uso del termómetro
Aplicación del termómetro

Coloque el sensor del termómetro en el suelo de la boca, debajo lalengua, en la raíz de la misma y junto al frenillo lingual.
Mantenga la posición del sensor durante la medición.
LenguaFrenillo lingual
LenguaSuelo de la lengua

Posición del sensor

Tiempo de medición

Cuando se utiliza la medición de modo ajustado, debe mantener elsensor en la posición correcta en el interior de la boca durante unos 30
segundos.

Cuando se utiliza la medición de modo directo, debe mantenerse el
sensor en la posición correcta en el interior de la boca durante unos 5
minutos.
Recomendamos utilizar la medición de modo directo para obtener una
medición de temperatura precisa.

Tras la medición

Tras la medición, mantenga pulsado el interruptor
menos, un segundo para apagar el dispositivo.

durante, al

Nota: el dispositivo dispone de una función de apagado automático que apaga
el termómetro aproximadamente un minuto después de haber realizado
la medición.

Español 13

Mediciones
Medición de modo ajustado
Encienda el dispositivo.
1. Pulse el interruptor.
Cuando se guarda la última medición,
esta se muestra durante unos dosÚltimo dato
segundos.

2.

Espere hasta que se muestre “ ”.

Listo
Posición del sensor

3.

Coloque el sensor de temperatura enel suelo de la boca (debajo de lalengua, en la raíz de la misma y junto
al frenillo lingual).
Cierre la boca con cuidado.

4.

Mantenga la posición delsensor durante unos
30 segundos.

Inicio de la medición

Indicador de cuenta atrás

5.

6.

7.

Se muestra el indicador decuenta atrás.
El indicador de medición demodo ajustado parpadea y gira.

Indicador de medición demodo ajustado

El resultado se muestra durante unos
15 segundos, el indicador de mediciónde modo ajustado parpadea, el LED
del interruptor
parpadea y seemite un zumbido cuando la mediciónde modo ajustado finaliza.

El indicador seenciende
Consulte la página siguiente si se utiliza
la medición de modo directo.

Seleccione una función.
Pulse el interruptor

Resultadopara apagar el termómetro.

Mantenga la posición del sensor para utilizar la mediciónde modo directo. Continúe en la página siguiente.
Español 14

Mediciones
Continuación

Medición de modo directo
8. Cuando comienza la mediciónde modo directo, el indicador
parpadea. Mantenga la posición
del sensor durante unos cinco
minutos.
9.

El resultado se muestra durante
un minuto aproximadamente, el
indicador de medición de modo
directo se enciende, el LED delinterruptor
parpadea y seemite un zumbido cuando la
medición de modo directo finaliza.

Inicio de la medición

Indicador de cuenta atrás

Indicador de medición demodo directo

10. Mantenga pulsado el interruptor
para apagar el dispositivo.

Resultado
El indicador seenciende
Apague el dispositivo.

Notas para una medición precisa
El indicador

se enciende cuando se guardan datos en la memoria.

La medición de modo directo se lleva a cabo tras finalizar la medición demodo ajustado.
El dispositivo dispone de una función de apagado automático que emite unzumbido al apagar el dispositivo aproximadamente un minuto después deextraerlo o de que muestre los datos.
Puede apagar el dispositivo si mantiene pulsado el interruptor.
Durante la medición, cierre la boca y respire por la nariz.
Si el dispositivo detecta alguna anomalía, detiene la medición y muestra un
símbolo de error. Vaya a la página 6 para consultar la descripción de lossímbolos.
El termómetro está diseñado para que lo utilicen únicamente adultos. Antesde medir la temperatura de un niño, consulte con su médico si puede hacerlo.
Los niños no deben utilizar el dispositivo sin la supervisión de un adulto.
Para garantizar una medición precisa, espere al menos 30 segundos entrecada uso para permitir que el termómetro vuelva a la temperatura ambiente.
Español 15

Funciones
Medición de modo ajustado
La medición de modo ajustado calcula la temperaturade modo directo en cinco minutos, después de medirla temperatura corporal durante treinta segundos.
Lectura de modo directo
Se basa en un curva térmica ascendente.
Lectura de modo ajustado
Si necesita datos precisos,
Temperatura corporal
recomendamos utilizar la
medición de modo directo
Cálculo de modo ajustado
Curva térmica
para obtener una medición
ascendente.
de temperatura precisa.
Temperatura ambiente
30 segundos

Resultados de la exploración clínica
Margen de error clínico
-0,06°C
Repetibilidad clínica
0,12 °C
Límite de confianza
0,22 °C
Desviación estándar
0,08 °C

5 minutos

Medición de modo directo
Puede medir la temperatura corporal durante cinco minutos.

Interruptor con función de destello
Al pulsar el interruptor, este produce un destello.
Cuando se completa la medición, vuelve a producir un destello.

Visualización de la última lectura y memoria
Al encender el termómetro se muestra automáticamente la última lectura
guardada en la memoria. Cuando se mide la temperatura, la nueva
lectura se guarda en la memoria.

Unidad de temperatura
Es posible elegir entre dos unidades de temperatura: Celsius o Fahrenheit.

BluetoothLos datos de temperatura pueden transmitirse al receptor emparejado conel termómetro.

Español 16

Solución de problemas
Problema

Posible causa
Se ha agotado la pila.

Acción recomendada
Sustitúyala por una nueva.
No aparece nada
Vuelva a insertar la pila de modoen la pantalla ni
siquiera cuando se Los terminales de la pila no que los terminales positivo ynegativo coincidan con lo que seestán en la posición
enciende el
indica en el compartimento de laadecuada.
dispositivo.
pila.
Pila baja.
Si la pila se ha gastado por
No se puede medir
Sustitúyala por una nueva.
completo, el indicador noaparece.
La temperatura varía al
La temperatura
Mida la temperatura en lasdespertar, durante lacorporal es
actividad física o después mismas condiciones.
errónea.
de comer.
La temperatura
Posición del sensor
Compruebe la posición delcorporal que seincorrecta.
sensor.
muestra es baja.
El dispositivo calcula laVuelva a realizar la medición
temperatura de modo
La temperatura
directo tras cinco minutos. pasados unos minutos o utilice lacorporal que se
medición de modo directo.
Por tanto, puede sermuestra es alta.
errónea.
Coloque el dispositivo cerca delNo se ha establecido elError en la
receptor. Efectúe elemparejamiento.
transmisión deemparejamiento.
datos.
Nivel de pila insuficiente. Sustitúyala por una nueva.
Nota: Si las acciones descritas no solucionan el problema, póngase en contacto
con su distribuidor. No intente abrir o reparar el dispositivo, ya que
cualquier intento de reparación invalidaría la garantía.

Español 17

Mantenimiento
Mantenimiento

No abra el dispositivo. Está formado por componentes eléctricosdelicados y una unidad de aire compleja que podrían dañarse. Si las
instrucciones que se detallan en la solución de problemas no son
suficientes, solicite la reparación a su distribuidor o al grupo de servicios
A&D. El grupo de servicios A&D proporcionará información técnica,
piezas de recambio y unidades a los distribuidores autorizados.
El dispositivo ha sido diseñado y fabricado para tener una vida útil larga.
No obstante, en general, se recomienda que el dispositivo se revisecada dos años para asegurar la precisión y un funcionamiento correcto.
Póngase en contacto con su distribuidor local autorizado o con A&D
para realizar el mantenimiento.

Limpieza

Limpie el dispositivo con un paño seco y suave o humedecido con agua ydetergente neutro, bien escurrido.
Limpie el sensor de temperatura del dispositivo con un paño empapado en
un desinfectante a base de etanol (de 76,9 a 81,4 % v/v).

Almacenamiento

Guarde el dispositivo en un lugar donde no esté expuesto a temperaturas extremas,
humedad, luz solar directa, vibraciones, golpes, polvo o fuego. Consérvelo dentro
de la funda en un lugar con aire seco y a temperatura ambiente.

Precauciones

El dispositivo no es impermeable. No vierta agua sobre él ni lo exponga a la humedad.
No utilice disolventes orgánicos como diluyentes o benceno.
El dispositivo no puede esterilizarse por autoclave, gas de óxido de etileno,
formaldehído, etc.

Inspección periódicaEl termómetro es un dispositivo de precisión. Por tanto, se debe llevar acabo una inspección periódica. Cuando sea necesario, solicite al distribuidor
donde adquirió el dispositivo que realice la inspección del producto.

Eliminació

Este aparato y la pila que contiene no deben desecharse junto con losdemás residuos domésticos, sino que se deben eliminar de acuerdo con lanormativa municipal vigente.
Elemento
PaqueteAparato yaccesorios
Sensor de temperatura
Pila

Componentes
Caja
Material amortiguador
Carcasa
Piezas internas
Funda
SUS CAP
Español 18

Material
CartónPVC
ABS
Componentes electrónicos
generalesPP
SUS304
Pila de litio

Datos técnicos
ModeloMétodo de medición

UT-201BLE-A
Medición de modo ajustado con termistor,
Medición de modo directo con termistor
Lugar de medición / Parte del cuerpo de referencia
Oral, debajo de la lengua
Sensor de temperatura
Termistor
Rango de medición
de 32,0 a 42,0 °C (de 89,6 a 107,6 °F)
Precisión de medición±0,1 °C
Duración de la medición
Medición de modo ajustado: 30 segundos aprox.
Medición de modo directo: 5 minutos aprox.
Pantalla
3 dígitos, resolución 0,1 °C
4 dígitos, resolución 0,1 °F
Fuente de alimentación
CR2032 x1 (pila de litio de 3 V)
Utilice únicamente pilas que cumplan con lanorma CEI 60086-4.
Vida útil de la pila
Medición de modo ajustado: 350 veces aprox.
Medición de modo directo: 120 veces aprox.
Vida útil
5 añosComunicación inalámbrica VZ (MURATA Manufacturing Co. Ltd.)Ver. 4.0, poca energía, HTP
Bluetooth
Banda de frecuencias: de 2402 MHz a 2480 MHz
Potencia de salida de RF máxima: 1,6 dBm
Modulación: GFSKEMD
CEI 60601-1-2: 2014
MemoriaÚltima medición
Clasificación
Equipo electromédico con alimentación interna
Modo de funcionamiento continuo
Pieza aplicada
tipo BF
Condiciones de funcionamiento
de +10 °C a +40 °C/del 15 % de HR al
85 % de HRde 800 kPa a 1060 kPa
Condiciones de transporte/almacenamientode -20 °C a +60 °C/del
15 % de HR al 95 % de HR
de 700 kPa a 1060 kPa
Dimensiones
40 (ancho) x 117 (alto) x 15 (prof.) mm aprox.
Peso
25 g aprox., incluida la pila
Accesorios
Funda, una pila provisional, este manual de
instrucciones
Nota: Las características técnicas están sujetas a modificaciones de mejora sin
previo aviso.

Español 19

Datos técnicos EMD Monitor de presión arterial con batería
El equipamiento médico eléctrico debe tener en cuenta necesidades especiales relativas a EMC y se debe instalar yutilizar según la información en materia de EMC que aquí se indica.
El equipo de comunicaciones de RF móvil y portátil (p. ej. teléfonos móviles) puede afectar al uso de equipamiento
médico eléctrico.
El uso de otros cables o accesorios diferentes de los aquí indicados puede aumentar el nivel de emisiones o reducir lainmunidad de la unidad.

Tabla 1 - Límites de EMISIÓN FenómenoEMISIONES de RF conducidas y radiadas

Cumplimiento
Grupo 1, Clase B

CISPR 11

Tabla 2 - NIVELES DE PRUEBA DE INMUNIDAD: Puerto de envolvente NIVELES DE PRUEBA DE
INMUNIDAD
Contacto ±8 kVAire ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV
10 V/m80 MHz - 2,7 GHz
80 % AM a 1 kHz

Fenómeno
Descarga electrostática
IEC 61000-4-2Campos RF EM radiada
IEC 61000-4-3Campos de proximidad de equipos de comunicaciones inalámbricas de RF
IEC 61000-4-3Campos magnéticos a frecuencia industrial
IEC 61000-4-8

Ver tabla 3
30 A/m50 Hz o 60 Hz

Tabla 3 - Especificaciones de prueba para INMUNIDAD DE PUERTO DE ENVOLVENTE a equipos
de comunicaciones inalámbricas de RF Frecuencia
de prueba
(MHz)

Banda
(MHz)

Servicio385

380 - 390TETRA 400450

430 - 470

GMRS 460
FRS 460

710
745
780

704 - 787

Banda LTE 13, 17

800 - 960

GSM 800/900
TETRA 800
iDEN 820CDMA 850
Banda LTE 5

810
870
930
1720
1845

1700 - 1990

1970

2450

2400 - 2570

5240
5500
5785

5100 - 5800

GSM 1800
CDMA 1900
GSM 1900
DECT
Banda LTE 1, 3, 4, 25
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11 b/g/n
RFID 2450
Banda LTE 7
WLAN 802.11 a/n

Modulación
Modulación de pulsos
18 Hz
FMDesviación ±5 kHz
1 kHz senPotenciamáxima(W)

NIVEL DE
Distancia PRUEBA DE(m)
INMUNIDAD
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Modulación de pulsos
217 Hz

0,2

0,3

9

Modulación de pulsos
18 Hz

2

0,3

28

Modulación de pulsos
217 Hz20,328Modulación de pulsos
217 Hz20,328Modulación de pulsos
217 Hz

0,2

0,3

9

Español 20

A&D Company, Limited
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem, The Netherlands

A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131,
Telephone: [1] (408) 263-5333 Fax: [1] (408)263-0119

OX14 1DY

U.S.A.

A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS

OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd 爱安德技研贸易（上海）有限公司
中国 上海市浦东新区浦东大道138号永华大厦21楼A室 邮编200120( 21F Room A, Majesty Building, No.138 Pudong Avenue, Pudong New Area, Shanghai, 200120, China )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED( 509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India ): 91-124-4715555: 91-124-4715599