Digital Blood Pressure Monitor
Model UA-651BLE
Instruction Manual
Original

Manuel d’instructions
Traduction

Manual de Instrucciones
Traducción

Manuale di Istruzioni
Traduzione

BedienungsanleitungÜbersetzung

使用手冊
翻譯

1WMPD4003018C

Sommaires
Chers clients ··········································································· 2
Remarques préliminaires ··························································· 2
Précautions ············································································ 2
Nomenclature ········································································· 5
Symboles ··············································································· 6
Utilisation de l’appareil ······························································ 8Mise en place / Remplacement des piles ........................................ 8
Branchement du tuyau d’air................................................................. 8
Branchement de l’adaptateur secteur ........................................... 8
Fonction sans fil ................................................................................... 9
Transmission Bluetooth® .................................................................. 9Appairage ........................................................................................... 10
Choix du brassard .............................................................................. 12
Mise en place du brassard................................................................. 13
Comment faire des mesures correctes .......................................... 13
Pendant la mesure ............................................................................ 13
Après la mesure ................................................................................. 13
Les mesures ·········································································· 14
Mesure normale ................................................................................. 14
Mesure avec la pression systolique désirée ..................................... 15
Consignes et observations pour une mesure correcte ................... 15
Qu’est ce que l’indicateur de RCI/FA? ········································ 16
Qu’est-ce que la FA? ······························································· 16
Indicateur du progrès de la pression······················································· 16
Pression sanguine ·································································· 17
Qu’est-ce que la pression sanguine? ............................................... 17
Qu’est-ce que l’hypertension et comment la contrôler? .................. 17
Comment mesurer la pression sanguine chez soi? ........................ 17
Classification de la pression sanguine suivant l’OMS...................... 17
Variations de la pression sanguine .................................................. 17
Recherche des pannes ···························································· 18
Entretien ··············································································· 19
Données techniques ································································ 19

Français 1

Chers clients
Félicitations pour l’achat de ce moniteur de la pression sanguine A&D derniercri, un des moniteurs les plus avancés disponibles aujourd’hui. Etant étudié
pour faciliter l’utilisation et la précision, ce moniteur vous donnera au quotidien
des mesures précises de la pression sanguine.
Lisez ce manuel entièrement et soigneusement avant d’utiliser l’appareil
pour la première fois.
La marque Bluetooth® et les logos sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.
et toute utilisation de ces marques par A&D est sous contrat de licence. Les autres
marques ou noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Remarques préliminaires
Cet appareil est conforme à la Directive européenne 93/42 CEE relative aux
appareils médicaux. Ceci est certifié par la marque de conformité.
(0123: Le numéro de référence au corps notifié concerné)
Le soussigné, A&D Company, Limited, déclare que l'équipement
radioélectrique du type UA-651BLE est conforme à la directive 2014/53/UE. Le
texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresseinternet suivante:
http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html
L’appareil est un appareil médical certifié Continua disposant de la technologiesans fil Bluetooth®.
Cet appareil est conçu pour être utilisé sur les adultes, et non sur lesnouveau-nés ou les enfants.
Lieu d’utilisation. Cet appareil est destiné à être utilisé par vous-même dans unenvironnement domestique de soins de santé.
Cet appareil est conçu pour mesurer la tension artérielle et la fréquencecardiaque des personnes dans un objectif de diagnostic.

Précautions
Cet appareil est équipé de pièces de précision. C’est pourquoi il faut éviter del’exposer à de fortes températures, une humidité extrême et au soleil. Demême il faut éviter les chocs et le protéger de la poussière.
Nettoyez l’appareil et le brassard avec un chiffon doux et sec, ou un chiffon
légèrement humidifié avec de l’eau et un détergent neutre. N’utilisez jamais d’alcool,
du benzène, de diluant ou autres produits chimiques pour nettoyer l’appareil ou lebrassard.
Evitez de tordre le brassard ou de laisser le tuyau trop plié pendant de longues
périodes ce qui pourraient avoir une influence néfaste sur la durée de vie des pièces.
Veillez à ce que les bébés et les enfants en bas âge ne s’étranglent pas avec le tuyau.
Ne tordez pas le tuyau d’air pendant la mesure. La pression continue dubrassard pourrait vous blesser.
L’appareil et le brassard ne sont pas imperméables. Evitez de les mouiller
avec de l’eau, de la transpiration ou la pluie.
Français 2

Il est possible que les mesures soient altérées si l’appareil est utilisé à proximité
de téléviseurs, de fours à micro-ondes, de téléphones cellulaires, de sources derayonnement X ou d’autres appareils émettant de forts champs électriques.
Les dispositifs de communication sans fil, tels que les dispositifs réseau à
domicile, les téléphones mobiles, les téléphones sans fil et leurs stations debase, les talkies-walkies peuvent affecter ce moniteur de pression sanguine.
Une distance minimale de 30 cm doit donc être observée pour ces dispositifs.
Lorsque vous réutilisez l'appareil, vérifiez qu'il est propre.
L’appareil usé, les pièces et les piles ne doivent pas être jetées comme lesdéchets ménagers ordinaires, elles doivent être traitées conformément à lalégislation en vigueur.
Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur, assurez-vous qu'il peut êtrefacilement retiré de la prise électrique si nécessaire.
Ne modifiez pas l'appareil. Cela pourrait l'endommager ou provoquer des accidents.
Pour mesurer la tension artérielle, le bras doit être suffisamment pressé par lebrassard afin de bloquer temporairement la circulation sanguine dans l'artère.
Cela peut provoquer une douleur, un engourdissement ou une marque rouge
temporaire sur le bras. Cet état survient particulièrement si la mesure est
répétée de manière successive. Les douleurs, les engourdissements ou lesmarques rouges disparaissent avec le temps.
Une mesure trop fréquente de la pression sanguine peut nuire au flux
sanguin. Si vous utilisez l’appareil à plusieurs reprises, assurez-vous quel’utilisation de l’appareil n’entrave pas la circulation sanguine de manière
prolongée.
Veuillez consulter un médecin avant d’utiliser cet appareil si vous avez subi
une mastectomie.
Ne laissez pas d’enfants utiliser l’appareil par eux-mêmes et n’utilisez pas
l’appareil dans un endroit où il se trouve à portée d’enfants en bas âge. Cela
pourrait provoquer des accidents ou des dommages.
L’appareil comporte de petites pièces qui risqueraient d’étouffer les enfants enbas âge s’ils venaient à les avaler.
Débranchez l’adaptateur secteur lorsqu’il n’est pas utilisé pendant la mesure.
L’utilisation d’accessoires non décrits dans ce manuel peut compromettre lasécurité.
Si la pile est en court-circuit, elle peut devenir chaude et causer
potentiellement des brûlures.
Laissez l’appareil s’adapter à l’environnement ambiant avant utilisation (environ
une heure).
Aucun essai clinique n’a été mené sur les nouveau-nés et les femmes enceintes.
N’utilisez pas l’appareil sur des nouveau-nés ou des femmes enceintes.
Ne touchez pas les piles, la prise CC et le patient en même temps. Cela pourrait
entraîner un choc électrique.
Ne gonflez pas sans avoir enroulé le brassard autour de la partie supérieure dubras.

Français 3

Contre-indications
Vous trouverez ci-après des précautions destinées à l'utilisation appropriée de l'appareil.
N'appliquez pas le brassard sur un bras sur lequel un autre équipement
médical électrique est fixé. L'équipement pourrait ne pas fonctionnercorrectement.
Les personnes victimes d'une insuffisance circulatoire grave au niveau du bras
doivent consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter tout problème
médical.
N'effectuez pas vous-même de diagnostic des résultats de la mesure et necommencez pas de traitement vous-même. Consultez toujours votre médecinpour une évaluation des résultats et du traitement.
N'appliquez pas le brassard sur un bras portant une blessure non guérie.
N'appliquez pas le brassard sur un bras recevant un goutte-à-goutte intraveineux
ou une transfusion sanguine. Cela pourrait provoquer des blessures ou desaccidents.
N'utilisez pas l'appareil en présence de gaz inflammables tels que des gaz
anesthésiants. Cela pourrait provoquer une explosion.
N'utilisez pas l'appareil dans des environnements à forte concentrationd'oxygène, tels qu'une chambre à oxygène sous haute pression ou une tente à
oxygène. Cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

Français 4

Nomenclature
Plage d’accord appropriéeMarque d’index
Marque de position de l’artère
Connecteur decourant continu

Tuyau d’air

Brassard

Fiche del'adaptateur
secteur
Affichage
BoutonSTART
Douille d’air

Connecteur de prise d’air
Logement des piles
Couvercle
logement des piles
Piles 1,5 V(LR6, R6P ou AA)

Partied’Affichage

Pression systolique

Indicateur du progrèsde la pression

Pression diastolique

Pouls
Marque de cœurIndicateur des piles

Marque de communication

Symbole de RCI/FA
Français 5

Symboles
Symboles imprimés sur l’appareil
SymbolesFonction / Signification
Pour allumer ou éteindre l’appareil

SYS.
DIA.
PUL.

Pression systolique en mmHg.
Pression diastolique en mmHg.
Pouls: nombre de pulsations cardiaques par minute.
Repères pour installer les piles
Courant continu
T Type BF: L’appareil, le brassard et les tubes isolants ont été
conçus de manière à fournir une protection particulière contre leschocs électriques.
Dispositif Médical conforme à la directive européenne 93/42 CEE
Mandataire Européen
FabricantDate de fabrication

IP

Symbole de protection internationale
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)

SN
BT

Numéro de série
Adresse Bluetooth
Consultez le manuel/la brochure d'instructions
Polarité du connecteur de courant continu
Pour indiquer des niveaux de rayonnement non ionisantgénéralement élevés et potentiellement dangereux ou pour
indiquer des équipements ou systèmes, par exemple du domaineélectromédical, qui comprennent des émetteurs RF ou utilisentintentionnellement de l’énergie électromagnétique de RF pour lediagnostic ou le traitement.
Maintenir sec

Symboles affichés à l'affichage
SymbolesFonction / Signification

Action recommandée

Cet indicateur apparaît lorsque la mesure
L’appareil est en train deest en cours. Il clignote quand lesmesurer; restez calme.
pulsations cardiaques sont détectées.

Français 6

Symboles

Fonction / Signification

Action recommandéeSymbole de RCI/FA
Cet indicateur apparaît en cas dedétection d’un rythme cardiaque irrégulier.
Il est susceptible de s’allumer lors de ladétection d’une très faible vibration telle
qu’un frissonnement ou un tremblement.
ets’allument en alternancependant la communication.
BATTERIE CHARGÉE
Indicateur de tension des piles pendant
la mesure.
Remplacer toutes les piles
BATTERIE FAIBLE
La tension des piles est faible quand il par des neuves quand cet
clignote.
indicateur clignote.
Recommencez la mesure.
Apparaît en cas de fluctuation de laRestez parfaitement
pression due à un mouvement pendant
tranquille pendant lala mesure.
mesure.
Apparaît si la difference entre lapression systolique(tension maxima) etla pression diastolique(tension minima)
est inférieure à 10 mmHg.
Apparaît lorsque la pression n’augmente Attachez le brassard
correctement, et
pas pendant le gonflage du brassard.
Apparaît lorsque le brassard n’est pas recommencez la mesure.
attaché correctement.
ERREUR D’AFFICHAGE DU POULS
La pression n’est pas détectéecorrectement.

Erreur interne du moniteur de lapression sanguine

Retirez les piles etappuyez sur le bouton
START , puis remettez lespiles en place.
Si l’erreur s’affiche encore,contactez votre revendeur.

L’appairage ne s’est pas effectué
correctement.

Ôtez les piles et réinsérez-les.
Essayez de procéder denouveau à l’appairage.

Appairage en cours.
Appairage terminé
Français 7

Utilisation de l’appareil
Etape 2Mise en place / Remplacement des piles
1. Enlevez le couvercle du logement des piles.
2. Enlevez des piles usées et insérez des piles
neuves dans le logement en respectant bienles polarités (+) et (-) indiquées.

Etape 1

3. Fermez le couvercle du logement des piles.
Utilisez uniquement des piles LR6, R6P ou AA.

Etape 2

Etape 3

ATTENTION

Introduisez les piles comme indiqué dans le logement des piles. Si elles ne sont pas
correctement mises en place, l’appareil ne fonctionnera pas.
Lorsque la marque(pile faible) apparaît sur l’écran, changez toutes les piles pardes neuves. Ne mélangez pas les piles neuves et anciennes car cela pourrait
raccourcir leur durée de vie ou détériorer l’appareil.
Remplacez les piles au moins deux secondes après avoir éteint l'appareil.
Si le symbole(piles faibles) s'affiche même après le remplacement des piles,
réalisez une mesure de la pression sanguine. L'appareil devrait alors reconnaître lesnouvelles piles.
La marque(pile faible) n’apparaît pas lorsque les piles sont épuisées.
La durée de vie des piles varie avec la température ambiante et peut être raccourcie
par des températures basses. En général, quatre piles neuves LR6 durent
approximativement un an en cas de mesure deux fois par jour.
Utilisez uniquement les piles spécifiées. Les piles fournies avec l'appareil sont pour tester lesperformances de l'écran d’affichage et peuvent donc avoir une durée de vie plus courte.
Retirez les piles lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant un long moment. Les piles
pourraient fuir ce qui entraînerait un mauvais fonctionnement de l’appareil.
Tuyau d’air

Branchement du tuyau d’air
Insérez fermement le connecteur de prised’air dans la douille d’air.

Connecteur de prise d’air
Douille d’air

Branchement de l’adaptateur
secteurIntroduire la fiche de l'adaptateur secteurdans le connecteur de courant continu.
Brancher ensuite l’adaptateur sur une
prise de courant.

Fiche de l'adaptateur secteur
Connecteur de courant continu

Utilisez l'adaptateur secteur spécifié.
(Voir la page 20.)
Lorsque vous débranchez l’adaptateur secteur de laprise secteur, tenez le corps de l’adaptateur etdébranchez-le de la prise.
Lorsque vous débranchez l’adaptateur secteur du moniteur de pression sanguine,
tenez la fiche de l’adaptateur et débranchez-la du moniteur.

Français 8

Utilisation de l’appareil
Fonction sans fil
ATTENTION
Dans l’éventualité peu probable où ce moniteur provoquerait des interférences radio
avec une station sans fil différente, changez l’endroit d’utilisation de ce moniteur ou
cessez immédiatement de l’utiliser.
Veillez à l’utiliser dans un endroit où la visibilité entre les deux appareils que voussouhaitez connecter est bonne. La distance de connexion est réduite par la structuredu bâtiment et autres obstacles. En particulier, la connexion peut s’avérer impossible
lorsque les appareils sont utilisés de chaque côté de béton armé.
N’utilisez pas la connexion Bluetooth® à portée d’un LAN sans fil ou d’autres
appareils sans fil, à proximité d’appareils qui émettent des ondes radio telles que desmicro-ondes, dans des endroits où les obstacles sont nombreux ou dans d’autres
endroits où la force du signal est faible. Cela pourrait entraîner de fréquentes pertes
de connexion, des vitesses de communication très réduites et des erreurs.
L’utilisation à proximité d’un périphérique LAN sans fil à la norme IEEE802.11g/b/n
peut provoquer des interférences mutuelles, ce qui entraînerait des vitesses decommunication réduites ou empêcherait la connexion.
Le cas échéant, coupez l’alimentation de l’appareil qui n’est pas utilisé ou utilisez lemoniteur dans un endroit différent.
Si le moniteur ne se connecte pas normalement lorsqu’il est utilisé à proximité d’une
station sans fil ou d’une station de diffusion, utilisez le moniteur dans un endroit différent.
A&D Company, Limited n’assume aucune responsabilité quant à des dommages résultant
d’une utilisation altérée ou d’une perte de données, etc., suite à l’utilisation de ce produit.
Il n'est pas garanti que ce produit puisse se connecter à tous les appareils
compatibles Bluetooth®.

Transmission Bluetooth®

Ce produit est équipé d’une fonction sans fil Bluetooth® et peut seconnecter aux appareils Bluetooth® suivants.
 Appareils certifiés Continua
 iPhone, iPad, iPod (iPhone 4S ou ultérieur) Applications et appareils compatibles avec Bluetooth 4.0.
Chaque appareil a besoin d’une application pour recevoir des données.
Pour les méthodes de connexion, reportez-vous au manuel de chacun des appareils.
Un appareil Bluetooth® arbore le logo de la marqueBluetooth® .
Un appareil certifié par Continua arbore ce logo.

Pour connecter votre dispositif mobile, téléchargez et installez l’application"A&D Connect":
Suivez les instructions de l’application pour vous connecter.
Français 9

Utilisation de l’appareil
Appairage

Un appareil Bluetooth® doit être appairé avec un appareil spécifique différent
afin de communiquer avec celui-ci. Si ce moniteur est appairé avec unrécepteur depuis le début, les données de mesure sont automatiquementtransmises au récepteur chaque fois qu’une mesure est effectuée.

Précautions relatives à l’appairage
Vous ne pouvez appairer qu’un seul appareil à la fois à ce moniteur.
Si le récepteur n’est pas en mesure de recevoir les données de mesure,essayez de procéder à nouveau à l’appairage.
Si un autre récepteur est appairé, le premier appareil sera désactivé
pour permettre l’appairage du nouvel appareil.
Suivez les étapes indiquées ci-dessous pour appairer ou annuler l’appairage dumoniteur avec un récepteur compatible Bluetooth®. Reportez-vous également
au manuel du récepteur. Veuillez utiliser un assistant d’appairage s’il en est
fourni.
Procédure d’appairage
1.

Suivez les instructions du manuel du récepteur pour le mettre en étatd’appairage. Lorsque vous appairez ce moniteur, mettez-le aussi près que
possible du récepteur auquel vous souhaitez l’appairer.

2.

Mettez en place les piles ou branchez l’adaptateur secteurcomme indiqué en page 8.
Maintenez le bouton START enfoncé jusqu’à ce que« pr» s’affiche.
Le moniteur se trouve dans un état qui lui permet d’être
repéré par le récepteur pendant environ une minutes.

3.

Le moniteur affiche « end » pour indiquer que
l’appairage est terminé.

4.

Si « err10 » s’affiche ou si l’appairage a échoué,
retirez les piles ou débranchez l’adaptateur secteur etréessayez les étapes 1 à 3.

5.

Suivez les instructions du manuel du récepteur à rechercher,sélectionnez-le et appairez-le avec ce moniteur.

Français 10

Utilisation de l’appareil
Distance de communication
La distance de communication entre ce moniteur et le récepteur est
d'environ 10 m.
La distance est réduite en fonction des conditions de l’environnement, desorte que vous devez veiller à ce que la distance soit suffisamment courte
pour que la connexion s’effectue une fois les mesures terminées.
Transfert des données stockées provisoirement
Dans le cas où le récepteur ne recevrait pas les données de mesure,celles-ci sont temporairement stockées dans la mémoire du moniteur. Les
données stockées dans la mémoire sont transmises lors de la prochaine
connexion réussie au récepteur.
Il est possible de stocker 30 jeux de données de mesure au total. Lorsque laquantité de données dépasse 30 jeux, les données les plus anciennes sonteffacées et les nouvelles données sont stockées.
La quantité de données qui peuvent être stockées temporairement peutvarier en fonction de l’application.
Heure
Ce moniteur possède une horloge intégrée. La date et l’heure à laquelle une
mesure a été effectuée sont incluses dans les données de mesure.
L’horloge intégrée est conçue pour s’ajuster automatiquement en se
synchronisant avec celle du récepteur. Reportez-vous aux spécifications durécepteur.
Ce moniteur ne possède pas de fonction de réglage de l’horloge.

Français 11

Utilisation de l’appareil
Choix du brassard
L’utilisation d’un brassard adapté à la morphologie du patient est importante pour unrésultat précis. Si la taille du brassard n’est pas appropriée il peut en résulter l’affichagede valeurs erronées.
La taille du brassard (circonférence du biceps) est imprimée sur chaque brassard.
L’indexet la plage d’accord appropriée sur le brassard vous indiquent si vous
mettez le brassard correctement. (Voir « Symboles imprimés sur le brassard ».)Si l’index
se trouve en dehors de la plage, prière de prendre contact avec votre
revendeur local afin d’acheter le brassard pour le remplacement.
Le brassard est un produit consommable. S’il est usé, achetez-en un neuf.
Taille du bras
Taille du brassard recommandéeNuméro du catalogue
CUF-F-LA
31 cm à 45 cm
Brassard adulte de grande taille
CUF-F-A
Brassard adulte
22 cm à 32 cm
Taille du bras: La circonférence du biceps.
Remarque: le modèle UA-651BLE n'est pas conçu pour utiliser un brassard pouradulte de petite taille.

Symboles imprimés sur le brassard
SymbolesFonction/Description
Marque de position de l’artère

▲
REF

Index
Numéro du catalogue
Plage d’ajustement appropriée pour lebrassard adulte.
Imprimé sur le brassard adulte.
Plage d’utilisation du brassard adulte degrande taille.
Plage supérieure imprimée sur lebrassard adulte.
Plage d’ajustement appropriée pour lebrassard adulte de grande taille
Imprimé sur le brassard adulte de grande taille
Plage inférieure imprimée sur lebrassard adulte.
Plage d’utilisation du brassard adulte
Imprimé sur le brassard adulte de grande taille.

Action recommandée
Réglez la marque ● sur l’artère dubras supérieur ou alignez-la surl'annulaire sur l'intérieur du bras.

Utilisez le brassard adulte degrande taille au lieu du brassard
adulte.

Utilisez le brassard adulte au lieu dubrassard adulte de grande taille.

Numéro de lot
Plage d’accord appropriée

Brassard adulte
de grande taille
Plage d’accord appropriée.
Brassard adulte
Français 12

Utilisation de l’appareil
Mise en place du brassard
1. Enroulez le brassard autour du bras, à 1
ou 2 cm au-dessus de l’intérieur du coude,comme indiqué sur l’illustration ci-contre.
Placez le brassard directement sur lapeau, car un vêtement pourrait assourdir
la pulsation et provoquer une erreur demesure.

Ne remontez pas la manche étroitement.
Brassard
1-2 cmMarque de position de l’artère

2. Evitez également de remonter étroitement
la manche, car elle comprimerait le bras
ce qui pourrait aussi provoquer une erreurde mesure.
3. Confirmez que l’index
se trouve àl’intérieur de la plage d’accord appropriée.

Veillez à bien fixer
l'attache à tissu.
Tuyau d’air
Index

et la plage d’accord approriée

Comment faire des mesures correctes
Pour une meilleure précision des mesures de la pression sanguine :Asseyez-vous confortablement sur une chaise. Posez le bras sur la table. Ne croisez
pas les jambes. Gardez les pieds au sol et tenez le dos bien droit.
Se relaxer pendant 5 à 10 minutes avant de commencer les mesures.
Lever le bras de sorte que le centre du brassard soit à la même hauteur que le cœur.
Bouger le moins possible et rester calme pendant les mesures.
Ne pas faire de mesure juste après un effort physique ou un bain. Se reposer pendant
20 à 30 minutes avant de faire les mesures.
S’efforcer de mesurer la tension à la même heure tous les jours.

Pendant la mesure
Pendant la mesure, il est normal que l’on sente que le brassard est très serré. (Nepas s’inquiéter.)

Après la mesure
Après la mesure, appuyez sur le bouton START
Enlevez le brassard et notez votre tension et votre pouls.

pour éteindre l’appareil.

Note: Cet appareil est doté de la fonction de mise hors tension automatique, qui éteint unappareil automatiquement dans un délai d’une minute après la mesure.
Attendez au moins trois minutes avant de remesurer votre tension (ou celle d’une
autre personne) à des fins de confirmation.

Français 13

Les mesures
Avant la mesure, voir «Consignes et observations pour une mesure correcte» à lapage suivante.

Mesure normale
1.
2.

Asseyez-vous confortablement en mettant lebrassard au bras (gauche de préférance).
Appuyez sur le bouton START (mise en
marche).
Tous les segments de l’affichage apparaissent.
Puis, zéro (0) s’affiche en clignotant un instant.
Puis, l’affichage change comme indiqué dans la
figure de droite, lorsque la mesure commence. Le
brassard commence à gonfler. Il est normal quel’on sente que le brassard serre fortement le bras.
Un indicateur du progès de la pression est affiché,
comme indiqué dans la figure de droite, pendant legonflage.
Note:

3.

Lorsque le brassard est entièrement gonflé, ilcommence à dégonfler automatiquement et lamarque en forme de cœur () apparaît pour
indiquer que la mesure est en cours.
Une fois le pouls détecté, la marque clignote àchaque pulsation.
Note:

4.

5.

Si vous désirez arrêter le gonflage quelqueque soit le moment, appuyez de nouveau
sur le bouton START. (mise en marche).

BoutonSTART.

Tous les segments
de l’affichage
apparaissent
brièvement.

Zéro s’affiche

Gonflagecommence

Pressurisation

Si la pression correcte n’est pas obtenue,
l’appareil recommence le gonflage dubrassard automatiquement.

Lorsque les mesures sont finies, les lectures despressions systoliques et diastoliques ainsi que lenombre de pulsations sont affichées. Le brassard
finit de se dégonfler en chassant l’air restant.
Appuyez de nouveau sur le bouton START .
(mise en marche) pour éteindre l’appareil.
Note:

Au niveau du cœurUA-651BLE est fourni avec une
fonction d’arrêt automatique. Attendez au
moins trois minutes avant de remesurer
votre tension (ou celle d’une autre
personne) à des fins de confirmation.

Français 14

Mesureen cours

Pression systoliquePression diastoliquePulsations
L’air restant est chassé
automatiquement

Les mesures
Mesure avec la pression systolique désirée
Le Modèle UA-651BLE est étudié pour détecter le pouls et pour gonfler le brassard
jusqu’au niveau de la pression systolique automatiquement.
Si un nouveau gonflage se produit à plusieurs reprises, ou si vous pensez quevotre pression systolique dépassera 230 mmHg, suivez la procédure ci-après.
1.

Mettez le brassard au bras ( gauche de préférence).

2.

Appuyez sur le bouton

3.

Lorsque le zéro clignote, appuyez surle bouton START. et maintenez-leenfoncé jusqu'à ce qu'un nombre de
30 à 40 mmHg supérieur à lapression systolique prévue s'affiche.

4.

START..

Dégager le bouton START , quand lenombre désiré est indiqué, la mesure
doit commencer. Ensuite continuez àmesurer votre tension artérielle commedécrit à la page précédente.

Au niveau du cœurAppuyezAppuyez etmaintenez-le enfoncé
Gonflage en coursRelâchez
La pression souhaitée
Se référer à la page précédente
pour la mesure.

Consignes et observations pour une mesure correcte

Asseyez-vous confortablement. Posez le bras sur une table, la paume dirigéevers le haut et le brassard au même niveau que le cœur.
Détendez-vous pendant cinq à dix minutes avant de commencer la mesure.
Si vous êtes énervé ou au contraire déprimé, cela se réflètera sur votre
tension de même que sur votre pouls.
La tension de tout individu varie constamment selon ce qu’il fait et ce qu’ilmange. D’autre part, certaines boissons ont un effet très fort et très rapide surla tension artérielle.
Cet appareil se réfère aux pulsations cardiaques pour mesurer la tension et lepouls. Par conséquent, si vos pulsations sont faibles ou irrégulières, l’appareil
pourrait avoir des difficultés à mesurer votre tension artérielle.
Au cas où l’appareil détecte une condition anormale, il s’arrête de mesurer etaffiche un symbole d’erreur. Voir la page 7 pour la description des symboles.
Cet appareil est conçu pour être utilisé par des adultes. Avant de l’utiliser pour
mesurer la tension d’un enfant, veuillez en discuter avec votre médecin. Ne
laissez jamais un enfant prendre lui-même sa tension sans surveillance.
La performance du tensiomètre automatique peut être affectée par unetempérature, une humidité ou une altitude excessives.
Français 15

Qu’est ce que l’indicateur de RCI/FA?
Lorsque le moniteur détecte un rythme irrégulier pendant les mesures,l’indicateur de RCI/FA apparaît à l’écran avec les valeurs mesurées.
Note: Nous vous recommandons de contacter votre médecin si vous voyez.
fréquemment cet indicateur de RCI/FA :Qu’est-ce que la FA?
Le cœur se contracte en raison des signaux électriques se produisant dans lecœur et envoie le sang dans tout le corps. La fibrillation auriculaire (FA) se
produit lorsque le signal électrique dans l’oreillette est troublé et provoque desperturbations dans l’intervalle des pulsations. La FA peut causer la stagnation
du sang dans le cœur, ce qui peut facilement créer des caillots sanguins,cause d’AVC et de crise cardiaque.

Indicateur du progrès de la pression
L’indicateur suit le progrès de la pression pendant la mesure.
Pressurisation

Dégagement d’air

Gonflement en cours

Mesure en cours
Gonflement complet

Français 16

Pression sanguine
Qu’est-ce que la pression sanguine?
La pression sanguine est la force avec laquelle le sang vient frapper contre les parois
des artères. La pression systolique se produit lorsque le cœur se contracte. La
pression diastolique se produit lorsque le cœur se détend.
La pression sanguine est mesurée en millimètre de mercure (mmHg). La pression
sanguine naturelle d’un individu est représentée par la pression fondamentale qui est
mesurée avant toute activité, le matin au lever du lit, et avant de manger ou de boire.

Qu’est-ce que l’hypertension et comment la contrôler?
L’hypertension est une tension arterielle (ou plus exactement une «pression
sanguine») anormalement élevée. Non surveillée, l’hypertension peut provoquer denombreux problèmes de santé, notamment une attaque d’apoplexie ou une crise
cardiaque.
L’hypertension peut être contrôlée en changeant son style de vie, en évitant tout
stress et avec des médicaments sous surveillance médicale.
Pour empêcher l’hypertension ou la garder sous contrôle:
Ne pas fumer.
Faire régulièrement des exercices
Réduire sa consommation de sel etphysiques.
Effectuer régulièrement desde graisse.
Maintenir un poids adéquat.
visites médicales.

Comment mesurer la pression sanguine chez soi?
Lorsque la tension est mesurée à l’hôpital ou dans le cabinet du médecin, on neparvient pas toujours à se décontracter, ce qui peut avoir pour effet de faire monter latension de 25 à 30 mmHg plus élevée que la tension mesurée chez soi. Le fait demesurer sa tension tranquillement chez soi réduit les influences extérieures sur lavaleur de la tension, complète les mesures effectuées par le médecin et permetd’établir un relevé plus précis et plus complet de sa tension artérielle.

Classification de la pression sanguine suivant l’OMS
Les critères d’évaluation pour une hautepression sanguine, sans regarder l’âge, ontété établis par l’Organisation Mondiale de laSanté (OMS) comme indiqué dans le graphe.

Variations de la pression sanguine
La tension artérielle (ou pression sanguine)d’un individu varie fortement selon le momentde la journée et selon la saison. Ainsi, ellepeut varier de 30 à 50 mmHg dans unemême journée selon un ensemble deconditions. Chez les personnes hypertendues, ces variations sont souvent encore
plus prononcées.
Normalement, la pression augmente pendant le travail ou le jeu et tombe à son plus
bas niveau pendant le sommeil. Par conséquent ne pas trop s’inquiéter des résultats
d’une seule mesure.
Mesurez votre tension tous les jours à la même heure (en suivant la procédure
décrite dans ce manuel) pour connaître votre pression sanguine normale. Ces
Français 17

mesures quotidiennes vous permettrontd’établir un relevé plus complet de votre
tension.
Veillez à bien noter la date et l’heure
lorsque vous enregistrez votre pression.
Consultez votre médecin pour interpréter
les données de votre pression sanguine.

Recherche des pannes
Problème
Rien n’apparaît surl’affichage, mêmelorsque l’on met
l’appareil enmarche.

Le brassard ne segonfle pas.

L’appareil ne fait
pas les mesures.
Les lectures sonttrop hautes ou trop
basses.

Autres

Cause probable
Les piles sont épuisées.
Les bornes des piles ne sontpas dans le bon sens.
La tension des piles est trop
faible.
la marque des piles
faibles apparaît.
Si les piles sont épuisées,cette marque n’apparaît pas.
Le brassard est mal serré.
Vous avez bougé votre brasou autre pendant la mesure.
Le brassard est mal placé.

La valeur est différente decelle mesurée dans une
clinique ou chez le médecin.

Traitement recommandéRemplacer les piles usées par desneuves.
Mettre les piles dans le bon sens
en faisant correspondre la borne
positive et négative comme
indiqué sur le brassard.
Remplacer les piles usées par desneuves.
Serrer correctement le brassard.
Ne pas bouger et rester calmependant la mesure.
S’asseoir confortablement et ne
pas bouger. Posez le bras sur unetable, la paume dirigée vers lehaut et le brassard au mêmeniveau que le cœur.
Si votre pouls est faible ou
irrégulier, l’appareil aura desdifficultés à déterminer votre
pression sanguine.
Voir le paragraphe 3. "Comment
mesurer la pression sanguine chezsoi ?".
Retirer les piles. Le remettre
correctement en place et essayerà nouveau de mesurer.

Note: Si les remèdes décrits ci-dessus ne suffisent pas pour résoudre les problèmes,contactez votre revendeur. N’essayez pas d’ouvrir ou de réparer vous-même cetappareil, car n’importe quel essai de ce genre pourrait invalider votre garantie.
Français 18

Entretien
Ne pas ouvrir l’appareil car il comporte des composants électriques sensibles et une
unité d’air complexe qui pourraient être endommagés. Si vous n’arrivez pas à situer
un problème avec le tableau de recherche de problèmes, demandez au service
après vente de votre revendeur ou du groupe de service A&D. Le groupe de service
A&D vous fournira des informations techniques sur les fournisseurs agréés, lespièces et les unités de rechange.
Cet appareil a été dessiné et fabriqué pour une longue période de service. Mais il
est généralement recommandé de le faire vérifier tous les 2 ans pour assurer lefonctionnement correct et la précision. Veuillez contacter votre revendeur agréé
A&D pour l’entretien.

Données techniquesType
Méthode de mesure
Plage de mesure

UA-651BLE
Mesure oscillométriquePression : de 0 à 299 mmHg
Pression systolique : de 60 à 279 mmHg
Pression diastolique : de 40 à 200 mmHg
Pouls :de 40 à 180 pulsations / minute
Précision de mesure
Pression : ±3 mmHg
Pouls : ±5%
Consommation électrique
4 x 1,5 piles (R6P, LR6 ou AA) ou
Adaptateur secteur (TB-233C) (Non fournis)
Nombre de mesures
Env. 700 fois LR6 (piles alcalines)
Env. 200 fois R6P (piles au manganèse)
Avec une valeur de tension de 180 mmHg à une
température ambiante de 23 °C
Classification
Équipement a alimentation interne ME (fournie parles piles) /Classe II (fournie par l'adaptateur)Mode de fonctionnement en continu
Test clinique
Conformément à ISO81060-2：2013
EMD
IEC 60601-1-2: 2014
Communication sans fil
VZ (MURATA Manufacturing Co. Ltd.)
Bluetooth Ver.4.0LE BLP
Bande de fréquence: 2402 MHz à 2480 MHz
Puissance de sortie RF maximale: 1,6 dBm
Modulation: GFSK
Condition de fonctionnement de +10 à + 40 °C / hum. rel. de 15 à 85 %/de 800 à 1060 hPa
Condition de stockage / Transport de -20 à + 60 °C / hum. rel. de 10 à 95 % /de 700 à 1060 hPa
Français 19

Dimensions
Poids
Partie appliquée
Durée de vie utile

Protection

environ 96 [l] x 68 [h] x 130 [p] mmenviron 250 g sans les piles
Brassard Type BF
Appareil: 5 ans (six utilisations par jour)Brassard: 2 ans (six utilisations par jour)
Adapteur secteur : 5 ans (lorsqu'utilisé six fois par jour)
Appareil: IP20

Accessoire :Adaptateur secteur

L’adaptateur est utilisé pour connecter la source depuissance chez soi.

Adaptateur secteur
TB-233C

L’adaptateur secteur doit être inspecté ou remplacé
périodiquement.
Symboles imprimés sur l’adaptateur secteur
SymbolesFonction / Signification
Utilisation à intérieur uniquement
Appareil de classe II
Fusible thermique
FusibleLabel de conformité de l’appareil à ladirective CE
Label de conformité de l’appareil à lacertification EAC
Polarité de la fiche de l’adaptateur secteur

Accessoires vendus séparément
Brassard
Numéro du catalogue
CUF-F-LA
CUF-F-A

Taille du brassard
Brassard adulte de grande tailleBrassard adulte

Taille du bras
31 cm à 45 cm
22 cm à 32 cm

Adaptateur secteur
Numéro du catalogue
TB-233C

Note:

Fiche
Type CCes caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.
Le classement IP indique les degrés de protection fournis par les coffrets deprotection conformément à la norme CEI 60529. Cet appareil est protégé contre
les corps étrangers solides de 12 mm de diamètre et plus, tel qu’un doigt. Cetappareil n’est pas protégé contre l’eau.

Français 20

A&D Company, Ltd.
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands
Tel: [31] (70) 345-8570
Fax: [31] (70) 346-7299
A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY
United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131,
Telephone: [1] (408) 263-5333 Fax: [1] (408)263-0119

U.S.A.

A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS

OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd 爱安德技研贸易（上海）有限公司
中国 上海市浦东新区浦东大道138号永华大厦21楼A室 邮编200120( 21F Room A, Majesty Building, No.138 Pudong Avenue, Pudong New Area, Shanghai, 200120, China )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED( 509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India ): 91-124-4715555: 91-124-4715599