Model UA-651BLE
Instruction Manual Original

EnglishManuel d instructions Traduction

Français

Manual de Instrucciones Traducción

EspañolManuale di Istruzioni Traduzione

Italiano

Manual de instruções Tradução

Português

Instructiehandleiding Vertaling

Nederlands

Betjeningsvejledning Oversættelse Dansk
Bruksanvisning Översättning

Svenska

Bruksanvisning Oversettelse

Norsk

Ohjekirja Käännös
Bedienungsanleitung Übersetzung

Suomi
DeutschPolski

1WMPD4004427C

Sommaires
Chers clients ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 2
Remarques préliminaires ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 2
Précautions ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 2
Nomenclature ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5
Symboles ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 6ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 8
Mise en place / Remplacement des piles ........................................ 8.............................................................. 8........................................... 8
Fonction sans fil .................................................................................9Transmission Bluetooth® .................................................................. 9Appairage ........................................................................................10
Choix du brassard ........................................................................... 12
Mise en place du brassard .............................................................. 14
Comment faire des mesures correctes .......................................... 14
Pendant la mesure ..........................................................................14
Après la mesure ...............................................................................14
Les mesures ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 15
Mesure normale ...............................................................................15
Mesure avec la pression systolique désirée ................................... 16
Consignes et observations pour une mesure correcte ...................16? ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 17
17
Pression sanguine ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 18-ce que la pression sanguine? ..............................................18..................18
Comment mesurer la pression sanguine chez soi? ........................18..................... 18
Variations de la pression sanguine ..................................................18
Recherche des pannesꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 19
Entretien ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 20
Données techniques ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 20

Français 1

Chers clientson sanguine A&D dernier
donnera au quotidien des mesures précises de la pression sanguine.
pour la première fois.
La marque Bluetooth® et les logos sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.
et toute utilisation de ces marques par A&D est sous contrat de licence. Les autres
marques ou noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Remarques préliminaires
Cet appareil est conforme à la Directive européenne 93/42 CEE relative aux
appareils médicaux. Ceci est certifié par la marque de conformité.
(0123: Le numéro de référence au corps notifié concerné)
Le soussigné, A&D Company, Limited, déclare que l'équipement
radioélectrique du type UA-651BLE est conforme à la directive 2014/53/UE. Le
texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresseinternet suivante:
https://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html
Bluetooth®.
Cet appareil est conçu pour être utilisé sur les adultes, et non sur lesnouveau-nés ou les enfants.
-même dans unenvironnement domestique de soins de santé.
Cet appareil est conçu pour mesurer la tension artérielle et la fréquencecardiaque des personnes dans un objectif de diagnostic.

Précautionsmême il faut éviter les chocs et le protéger de la poussière.
Nettoyezbrassard.
Evitez de tordre le brassard ou de laisser le tuyau trop plié pendant de longues
périodes ce qui pourraient avoir une influence néfaste sur la durée de vie des pièces.
et le câble.
brassard pourrait vous blesser.

Français 2

Il est possibde téléviseurs, de fours à micro-ondes, de téléphones cellulaires, de sources de
Les dispositifs de communication sans fil, tels que les dispositifs réseau à
domicile, les téléphones mobiles, les téléphones sans fil et leurs stations debase, les talkies-walkies peuvent affecter ce moniteur de pression sanguine.
Une distance minimale de 30 cm doit donc être observée pour ces dispositifs.
Lorsque vous réutilisez l'appareil, vérifiez qu'il est propre.
déchets ménagers ordinaires, elles doivent être traitées conformément à lalégislation en vigueur.
Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur, assurez-vous qu'il peut êtrefacilement retiré de la prise électrique si nécessaire.
Ne modifiez pas l'appareil. Cela pourrait l'endommager ou provoquer des accidents.
Pour mesurer la tension artérielle, le bras doit être suffisamment pressé par lebrassard afin de bloquer temporairement la circulation sanguine dans l'artère.
Cela peut provoquer une douleur, un engourdissement ou une marque rouge
temporaire sur le bras. Cet état survient particulièrement si la mesure est
répétée de manière successive. Les douleurs, les engourdissements ou lesmarques rouges disparaissent avec le temps.
Une mesure trop fréquente de la pression sanguine peut nuire au flux
plusieurs reprises, assurez-vous que
prolongée.
une mastectomie.
pourrait provoquer des accidents ou des dommages.
nsécurité.
Si la pile est en court-circuit, elle peut devenir chaude et causer
potentiellement des brûlures.
une heure).
-nés et les femmes enceintes.
ur des nouveau-nés ou des femmes enceintes.
Ne touchez pas les piles, la prise CC et le patient en même temps. Cela pourrait
entraîner un choc électrique.
Ne gonflez pas sans avoir enroulé le brassard autour de la partie supérieure dubras.

Français 3

Contre-indications
Vous trouverez ci-après des précautions destinées à l'utilisation appropriée de l'appareil.
N'appliquez pas le brassard sur un bras sur lequel un autre équipement
médical électrique est fixé. L'équipement pourrait ne pas fonctionnercorrectement.
Les personnes victimes d'une insuffisance circulatoire grave au niveau du bras
doivent consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter tout problème
médical.
N'effectuez pas vous-même de diagnostic des résultats de la mesure et necommencez pas de traitement vous-même. Consultez toujours votre médecinpour une évaluation des résultats et du traitement.
N'appliquez pas le brassard sur un bras portant une blessure non guérie.
N'appliquez pas le brassard sur un bras recevant un goutte-à-goutte intraveineux
ou une transfusion sanguine. Cela pourrait provoquer des blessures ou desaccidents.
N'utilisez pas l'appareil en présence de gaz inflammables tels que des gaz
anesthésiants. Cela pourrait provoquer une explosion.
N'utilisez pas l'appareil dans des environnements à forte concentrationd'oxygène, tels qu'une chambre à oxygène sous haute pression ou une tente à
oxygène. Cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

Français 4

Nomenclature
Plage d accord appropriéeMarque d index
Connecteur decourant continu

Tuyau d air

Brassard

Fiche del'adaptateur
secteur
Affichage
BoutonDouille d air
Connecteur de prise d air
Logement des piles
Couvercle
logement des piles
Piles 1,5 V(LR6, R6P ou AA)

Partied Affichage

Pression systoliqueSymbole de connexion
Bluetooth®
Indicateur du progrèsde la pression

Pression diastolique

Pouls
Marque de c
Indicateur des piles

Symbole de RCIFrançais 5

Symboles
Symboles

SYS.
DIA.
PUL.

Fonction / Signification

Pression systolique en mmHg.
Pression diastolique en mmHg.
Pouls: nombre de pulsations cardiaques par minute.
Repères pour installer les piles
Courant continu
brassard et les tubes isolants ont été
conçus de manière à fournir une protection particulière contre leschocs électriques.
Dispositif Médical conforme à la directive européenne 93/42 CEE
Mandataire Européen
FabricantDate de fabrication

IP

Symbole de protection internationaleues (DEEE)

SN
BT

Numéro de série
Adresse Bluetooth®
Consultez le manuel/la brochure d'instructions
Polarité du connecteur de courant continu
Pour indiquer des niveaux de rayonnement non ionisantgénéralement élevés et potentiellement dangereux ou pour
indiquer des équipements ou systèmes, par exemple du domaineélectromédical, qui comprennent des émetteurs RF ou utilisentdiagnostic ou le traitement.
Maintenir sec

Symboles affichés à l'affichage
SymbolesFonction / Signification

Action recommandée

Cet indicateur apparaît lorsque la mesure
est en cours. Il clignote quand lesmesurer; restez calme.
pulsations cardiaques sont détectées.
Français 6

Symboles

Fonction / Signification

Action recommandée

Cet indicateur apparaît en cas deemblement.
Le produit se connecte aux appareils
Bluetooth®
BATTERIE CHARGÉE
Indicateur de tension des piles pendant
la mesure.
BATTERIE FAIBLE
La tension des piles est faible quand il
clignote.

Remplacer toutes les piles
par des neuves quand cet
indicateur clignote.

Recommencez la mesure.
Apparaît en cas de fluctuation de laRestez parfaitement
pression due à un mouvement pendant
tranquille pendant lala mesure.
mesure.
Apparaît si la difference entre lapression systolique(tension maxima) etla pression diastolique(tension minima)
est inférieure à 10 mmHg.
pas pendant le gonflage du brassard.
Apparaît lorsque le brassardsattaché correctement.

Attachez le brassard
correctement, etrecommencez la mesure.

correctement.

Erreur interne du moniteur de lapression sanguine

correctement.
Appairage en cours.
Appairage terminé

Français 7

Retirez les piles etappuyez sur le bouton, puis remettez
les piles en place.
cheencore, contactez votre
revendeur.
Ôtez les piles et réinsérez-les.
Essayez de procéder deMise en place / Remplacement des piles

Etape 3

Etape 1

1. Enlevez le couvercle du logement des piles.
2. Enlevez des piles usées et insérez des piles
neuves dans le logement en respectant bienles polarités (+) et (-) indiquées.
3. Fermez le couvercle du logement des piles.
Utilisez uniquement des piles LR6, R6P ou AA.

Etape 2ATTENTION

Introduisez les piles comme indiqué dans le logement des piles. Si elles ne sont pas.
Lorsque la marque(pile faible) appa
des neuves. Ne mélangez pas les piles neuves et anciennes car cela pourrait

Remplacez les piles au moins deux secondes après avoir éteint l'appareil.
(piles faibles) s'affiche même après le remplacement des piles,
Si le symbole
réalisez une mesure de la pression sanguine. L'appareil devrait alors reconnaître lesnouvelles piles.
La marque
La durée de vie des piles varie avec la température ambiante et peut être raccourcie
par des températures basses. En général, quatre piles neuves LR6 durent
approximativement un an en cas de mesure deux fois par jour.
Utilisez uniquement les piles spécifiées. Les piles fournies avec l'appareil sont pour tester lespourraient f
Tuyau d air
Insérez fermement le connecteur de priseConnecteur de prise d air
Douille d air

secteurIntroduire la fiche de l'adaptateur secteurdans le connecteur de courant continu.

Fiche de l'adaptateur secteur
Connecteur de courant continu

prise de courant.
Utilisez l'adaptateur secteur spécifié.
(Voir la page 21.)débranchez-le de la prise.

teur et-la du moniteur.

Français 8

Fonction sans fil
ATTENTION®

®

Transmission Bluetooth®Bluetooth® et peut seconnecter aux appareils Bluetooth® suivants.
iOS, Android
Applications et appareils compatibles avec Bluetooth LE.
Pour la liste de compatibilité la plus récente, rendez-vous sur:https://www.wellnessconnected.jp/english/compatibility/

Un appareil Bluetooth® arbore le logo de la marqueBluetooth® .

Pour connecter le produit à votre appareil mobile, téléchargez et installez
A&D Connect
https://www.aandd.jp/products/medical/consumer/ble_series.html

Français 9

Appairage

Un appareil Bluetooth® doit être appairé avec un appareil spécifique différent
afin de communiquer avec celui-ci. Si ce moniteur est appairé avec unrécepteur depuis le début, les données de mesure sont automatiquement

Si l
Si un autre récepteur est appairé, le premier appareil sera désactivé

Suivez les étapes indiquées cimoniteur avec un récepteur compatible Bluetooth®. Reportez-vous également
fourni.
1.

2.

Suivez les instructions du manuel du récepteur pour le mettre en état-le aussi près que

comme indiqué en page 8.
Maintenez le bouton« » et « »repéré par le récepteur pendant environ une minutes.

3.

Le moniteur affiche « » pour indiquer que
ge est terminé.

4.

Si «
réessayez les étapes 1 à 3.

5.

Suivez les instructions du manuel du récepteur à rechercher,sélectionnez-le et appairez-le avec ce moniteur.

Français 10

Distance de communication
La distance de communication entre ce moniteur et le récepteur est
d'environ 10 m.
sorte que vous devez veiller à ce que la distance soit suffisamment courte
Transfert des données stockées provisoirement
Dans le cas où le récepteur ne recevrait pas les données de mesure,celles-ci sont temporairement stockées dans la mémoire du moniteur. Les
données stockées dans la mémoire sont transmises lors de la prochaine
connexion réussie au récepteur.
Il est possible de stocker 30 jeux de données de mesure au total. Lorsque laquantité de données dépasse 30 jeux, les données les plus anciennes sonteffacées et les nouvelles données sont stockées.
La quantité de données qui peuvent être stockées temporairement peutHeurere à laquelle une
mesure a été effectuée sont incluses dans les données de mesure.
synchronisant avec celle du récepteur. Reportez-vous aux spécifications durécepteur.
Ce moniteur ne possè

Français 11

Choix du brassard
de valeurs erronées.
La taille du brassard (circonférence du biceps) est imprimée sur chaque brassard.
mettez le brassard correctement. (Voir « Symboles imprimés sur le brassard ».)se trouve en dehors de la plage, prière de prendre contact avec votre
revendeur local
achetez-en un neuf.
Taille du bras
31 cm à 45 cm
22 cm à 42 cm
23 cm à 37 cm
22 cm à 32 cm

Taille de brassard recommandéeGrand brassard pour adulte
Brassard universel
Brassard mi-large
Brassard pour adulte

Numéro du catalogue
CUF-D-LA-ISO
CUF-I-ISO
CUF-D-MA-ISO
CUF-D-A-ISO

Taille du bras: La circonférence du biceps.
Remarque: le modèle UA-651BLE n'est pas conçu pour utiliser un brassard pouradulte de petite taille.

Symboles imprimés sur le brassard
SymbolesFonction/Description

Action recommandéePlacez le symbole
de la partie supérieure du bras ou

Index
Numéro du catalogue
grand brassard pour adulte. Elle est
imprimée sur le grand brassard pouradulte.
brassard universel. Elle est imprimée
sur le brassard universel.
brassard mi-large. Elle est imprimée
sur le brassard mi-large.
brassard pour adulte. Elle est
imprimée sur le brassard pour adulte.
Utilisez le grand brassard pour
Plage supérieure imprimée sur leadulte au lieu du brassard pourbrassard
pour
adulte/brassard
adulte/brassard mi-large/brassard
mi-large/brassard universel.
universel.
Français 12

Plage inférieure imprimée sur lebrassard
pour
adulte/brassard
mi-large/brassard universel.
Plage inférieure imprimée sur le grand Utilisez le brassard mi-large au lieu
brassard pour adulte.
du grand brassard pour adulte.
Numéro de lot
Dispositif Médical conforme àdirective européenne 93/42 CEElaMandataire Européen
FabricantDispositif Médical

Grand brassard
pour adulte
Brassard universel
Brassard mi-large
Brassard pouradulteFrançais 13

Mise en place du brassard
1. Enroulez le brassard autour du bras, à 1
ou 2 cm aucomme indiqué sur-contre.
Placez le brassard directement sur lapeau, car un vêtement pourrait assourdir
la pulsation et provoquer une erreur demesure.

Ne remontez pas la manche étroitement.
Brassard
1-2 cm

2. Evitez également de remonter étroitement
la manche, car elle comprimerait le bras
ce qui pourrait aussi provoquer une erreurde mesure.
3.

se trouve àVeillez à bien fixer
l'attache à tissu.
Tuyau d air
Index

et la plage daccord approriée

Comment faire des mesures correctes
Pour une meilleure précision des mesures de la pression sanguine :Asseyez-vous confortablement sur une chaise. Posez le bras sur la table. Ne croisez
pas les jambes. Gardez les pieds au sol et tenez le dos bien droit.
Se relaxer pendant 5 à 10 minutes avant de commencer les mesures.
Lever le bras de sorte que le centre du brassard soit à la
Bouger le moins possible et rester calme pendant les mesures.
Ne pas faire de mesure juste après un effort physique ou un bain. Se reposer pendant
20 à 30 minutes avant de faire les mesures.
à la même heure tous les jours.

Pendant la mesure

Après la mesure
Après la mesure, appuyez sur le bouton
Enlevez le brassard et notez votre tension et votre pouls.
Note: Cet appareil est doté de la fonction de mise hors tension automatique, qui éteint un
Attendez au moins trois minutes avant de remesure
autre personne) à des fins de confirmation.

Français 14

Les mesures
Avant la mesure, voir «Consignes et observations pour une mesure correcte» à lapage suivante.

Mesure normale
1.

Asseyez-vous confortablement en mettant lebrassard au bras (gauche de préférance).

2.

Appuyez sur le bouton
marche).

(mise enAppuyezfigure de droite, lorsque la mesure commence. Le
brassard commence à gonfler. Il est normal que
Un indicateur du progès de la pression est affiché,
comme indiqué dans la figure de droite, pendant legonflage.
Note:

3.

Si vous désirez arrêter le gonflage quelqueque soit le moment, appuyez de nouveau(mise en marche).
sur le bouton

Lorsque le brassard est entièrement gonflé, ilcommence à dégonfler automatiquement et la) apparaît pour
indiquer que la mesure est en cours.
Une fois le pouls détecté, la marque clignote àchaque pulsation.

Gonflagecommence

Pressurisation

Note:
Mesureen cours

brassard automatiquement.
4.

5.

Lorsque les mesures sont finies, les lectures despressions systoliques et diastoliques ainsi que lenombre de pulsations sont affichées. Le brassard
finit de se dégonfler e

Pression systolique

Appuyez de nouveau sur le bouton

Pression diastoliquePulsations

Note:

UA-651BLE est fourni avec une
Attendez au
moins trois minutes avant de remesurer
personne) à des fins de confirmation.

Français 15

L air restant est chassé
automatiquement

Les mesures
Mesure avec la pression systolique désirée
Le Modèle UA-651BLE est étudié pour détecter le pouls et pour gonfler le brassard

Si un nouveau gonflage se produit à plusieurs reprises, ou si vous pensez quevotre pression systolique dépassera 230 mmHg, suivez la procédure ci-après.

1.

Mettez le brassard au bras ( gauche de préférence).

2.

Appuyez sur le bouton

3.

Lorsque le zéro clignote, appuyez surle bouton
et maintenez-leenfoncé jusqu'à ce qu'un nombre de
30 à 40 mmHg supérieur à lapression systolique prévue s'affiche.

4.

.

Dégager le bouton, quand lenombre désiré est indiqué, la mesure
doit commencer. Ensuite continuez àmesurer votre tension artérielle commedécrit à la page précédente.

AppuyezAppuyez etmaintenez-le enfoncé
Gonflage en coursRelâchez
La pression souhaitée
Se référer à la page précédente
pour la mesure.

Consignes et observations pour une mesure correcte

Asseyez-vous confortablement. Posez le bras sur une table, la paume dirigée

Détendez-vous pendant cinq à dix minutes avant de commencer la mesure.
Si vous êtes énervé ou au contraire déprimé, cela se réflètera sur votre
tension de même que sur votre pouls.
la tension artérielle.
Cet appareil se réfère aux pulsations cardiaques pour mesurer la tension et lepourrait avoir des difficultés à mesurer votre tension artérielle.
7 pour la description des symboles.
Cet appareil est conçu pour être utilisé par des adultes.
vec votre médecin. Ne
laissez jamais un enfant prendre lui-même sa tension sans surveillance.
La performance du tensiomètre automatique peut être affectée par unetempérature, une humidité ou une altitude excessives.
Français 16

?
Lorsque le moniteur détecte un rythme irrégulier pendant les mesures,Note: Nous vous recommandons de contacter votre médecin si vous voyez
fréquemment cet indicateur de RCI :.

Pressurisation

Dégagement d air

Mesure en cours

Gonflement en cours

Gonflement complet

Français 17

Pression sanguine-ce que la pression sanguine?
La pression sanguine est la force avec laquelle le sang vient frapper contre les parois
La pression sanguine est mesurée en millimètre de mercure (mmHg). La pressionsmesurée avant toute activité, le matin au lever du lit, et avant de manger ou de boire.

ion arterielle (ou plus exactement une «pression
cardiaque.
changeant son style de vie, en évitant tout
stress et avec des médicaments sous surveillance médicale.
Ne pas fumer.
Réduire sa consommation de sel etde graisse.
Maintenir un poids adéquat.

Faire régulièrement des exercices
physiques.
Effectuer régulièrement desvisites médicales.

Comment mesurer la pression sanguine chez soi?
parvient pas toujours à se décontracter, ce qui peut avoir pour effet de faire monter latension de 25 à 30 mmHg plus élevée que la tension mesurée chez soi. Le fait demesurer sa tension tranquillement chez soi réduit les influences extérieures sur lavaleur de la tension, complète les mesures effectuées par le médecin et permet

pression sanguine, sans regarder lSanté (OMS) comme indiqué dans le graphe.

Variations de la pression sanguine
La tension artérielle (ou pression sanguine)de la journée et selon la saison. Ainsi, ellepeut varier de 30 à 50 mmHg dans unemême journée selon un ensemble deconditions. Chez les personnes hypertendues, ces variations sont souvent encore
plus prononcées.
Normalement, la pression augmente pendant le travail ou le jeu et tombe à son plus
Mesurez votre tension tous les jours à la même heure (en suivant la procédure
décrite dans ce manuel) pour connaître votre pression sanguine normale. Ces
Français 18

mesures quotidiennes vous permettront
tension.
lorsque vous enregistrez votre pression.
Consultez votre médecin pour interpréter
les données de votre pression sanguine.

Recherche des pannes
Problème

Cause probable
Les piles sont épuisées.

marche.

Le brassard ne segonfle pas.

pas les mesures.
Les lectures sonttrop hautes ou trop
basses.

AutresLes bornes des piles ne sontpas dans le bon sens.
La tension des piles est trop
faible.
la marque des piles
faibles apparaît.
Si les piles sont épuisées,Traitement recommandéRemplacer les piles usées par desneuves.
Mettre les piles dans le bon sens
en faisant correspondre la borne
positive et négative comme
indiqué sur le brassard.
Remplacer les piles usées par desneuves.

Le brassard est mal serré.
Vous avez bougé votre brasou autre pendant la mesure.

Serrer correctement le brassard.
Ne pas bouger et rester calmependant la mesure.

Le brassard est mal placé.

pas bouger. Posez le bras sur unetable, la paume dirigée vers lehaut et le brassard au mêmeSi votre pouls est faible ou

La valeur est différente decelle mesurée dans une
clinique ou chez le médecin.

difficultés à déterminer votre
pression sanguine.
Voir le paragraphe 3. "Comment
mesurer la pression sanguine chezsoi ?".
Retirer les piles. Le remettre
correctement en place et essayerà nouveau de mesurer.

Note: Si les remèdes décrits ci-dessus ne suffisent pas pour résoudre les problèmes,-même cetFrançais 19

Entretien
un problème avec le tableau de recherche de problèmes, demandez au service
après vente de votre revendeur ou du groupe de service A&D. Le groupe de service
A&D vous fournira des informations techniques sur les fournisseurs agréés, lespièces et les unités de rechange.
Cet appareil a été dessiné et fabriqué pour une longue période de service. Mais il
est généralement recommandé de le faire vérifier tous les 2 ans pour assurer lefonctionnement correct et la précision. Veuillez contacter votre revendeur agréé

Données techniquesType
Méthode de mesure
Plage de mesure

Précision de mesure
Consommation électriqueClassification

Test clinique

EMD
Communication sans fil

UA-651BLE
Mesure oscillométriquePression : de 0 à 299 mmHg
Pression systolique : de 60 à 279 mmHg
Pression diastolique : de 40 à 200 mmHg
Pouls :de 40 à 180 pulsations / minutePression : ±3 mmHg
Pouls : ±5%
4 x 1,5 piles (R6P, LR6 ou AA) ou
Adaptateur secteur (TB-233C) (Non fournis)
Env. 700 fois LR6 ()
Env. 200 fois R6P ()
Avec une valeur de tension de 180 mmHg à une
température ambiante de 23 °C
Équipement a alimentation interne ME (fournie parles piles) /Classe II (fournie par l'adaptateur)Mode de fonctionnement en continu
Conformément à ISO81060-2 2013
sur 85 sujets pour la détermination de la tension
artérielle diastolique.
IEC 60601-1-2: 2014
Bluetooth® Ver.5.1LE BLP
Bande de fréquence: 2402 MHz à 2480 MHz
Puissance de sortie RF maximale: <10 dBm
Modulation: GFSK
Données prises en charge : pression systolique,pression diastolique, fréquence cardiaque
Distance de communication : environ 10 m (cettedistance est réduite par lesFrançais 20

Condition de fonctionnement
Condition de stockage

Dimensions
Poids
Partie appliquée
Durée de vie utile

conditions du milieu environnant)Appareils appariés : 1 appareilde +10 à + 40 °C / hum. rel. de 15 à 85 %/de 800 à 1060 hPa
de -20 à + 60 °C / hum. rel. de 10 à 95 % /de 700 à 1060 hPa
environ 96 [l] x 68 [h] x 130 [p] mmenviron 250 g sans les piles
Brassard Type BF
Appareil: 5 ans (six utilisations par jour)Brassard: 2 ans (six utilisations par jour)Protection

Appareil: IP20

Accessoire :Adaptateur secteur

puissance chez soi.

Adaptateur secteur
TB-233C

périodiquement.
SymbolesFonction / Signification
Utilisation à intérieur uniquement
Appareil de classe II
Fusible thermique
Fusibledirective CE
certification EAC
Polarité de la fiche

Accessoires vendus séparément
Brassard
CUF-D-LA-ISO
CUF-I-ISO
CUF-D-MA-ISO
CUF-D-A-ISO

Grand brassard pour adulte
Brassard universel
Brassard mi-large
Brassard pour adulte

Adaptateur secteur
TB-233C

Type C

Français 21

31 cm à 45 cm
22 cm à 42 cm
23 cm à 37 cm
22 cm à 32 cm

Note:

Ces caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.
Le classement IP indique les degrés de protection fournis par les coffrets deprotection conformément à la norme CEI 60529. Cet appareil est protégé contre
Cet

Français 22

1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS

A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485

OX14 1DY United Kingdom

A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409

A&D KOREA Limited

.

.

( )

6 33 ()
817( 817, Manhattan Bldg., 33. Gukjegeumyung-ro 6-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul,: [82] (2) 780-4101: [82] (2) 782-4264

OOO A&D RUS

OOO "

07331
07331 Korea )"( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )
[7] (495) 937-33-44[7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
855
32 CD
200120(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China: [86] (21) 3393-2340: [86] (21) 3393-2347

200120)A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
509, Udyog Vihar, Phase­ , Gurgaon ­ 122 016, Haryana, India
Telephone: 91­124­4715555
Fax: 91­124­4715599

A&D Instruments Canada
6695 Millcreek Drive, Unit 6, Mississauga, ON L5N 5R8, Canada
Telephone: [1](905) 814-6350
Fax: [1](905) 814-6355

0123