３Ｍ™ レッド ダット™ リード線付 モニタリング電極
心カテ室用

2267QA

用途別製品一覧

2267HA

2269PA

３Ｍ レッド ダット リード線付 モニタリング電極
TM

3mm ジャック
製品番号2267QA
2267HA
2269QA
2269HA
2269PA
2267QA-15
2267HA-15
2269QA-15
2269HA-15
2269PA-15
2269QA-20
2269HA-20

接続プラグ

3mmジャック
DIN
プラグ

3mmジャック
DIN
プラグ

摘3mm ジャック
要

リード線本数／色

四肢用

4／赤、黄、緑、黒

四肢用

4／赤、黄、緑、黒

胸部用
胸部用

電極サイズ
（mm）

全長

6／赤、黄、緑、茶、黒、紫
6／赤、黄、緑、茶、黒、紫
4／赤、黄、緑、黒

四肢用

4／赤、黄、緑、黒

胸部用
胸部用

6／赤、黄、緑、茶、黒、紫

1.5m

6／赤、黄、緑、茶、黒、紫

四肢・胸部兼用 5／赤、黄、緑、白、黒
四肢用
胸部用

4／赤、黄、緑、黒

25×402269TA
2269PA
2269PA-1564662269PA

接続
プラグ

4

全長3／赤、黄、緑
80cm
DIN
プラグ 5／赤、黄、緑、白、黒 1m
5／赤、黄、緑、白、黒 1.5m

ご使用に際しては添付文書をお読みください。

一般医療機器 届出番号：13B1X10109000130

101010101010101010

製品番号の見方 電極数／袋
全長
T：3 個 Q：4 個 1.5m の製品のみ
P：5 個 H：6 個 ＊表記の無い製品は1mまたは 80cm

2267 Q A - 15
プラグ形状
電極タイプ
2267：3mm ジャック A：成人用
2269：DINプラグ
P：小児用

2269TPDINプラグ
リード線本数／色10NICU ／小児病棟用

DINプラグ製品番号54ICU ／ CCU ／一般病棟用

2269TA1052m6／赤、黄、緑、茶、黒、紫

46

四肢・胸部兼用 5／赤、黄、緑、白、黒
四肢用

1061m

3M™ Red Dot™ Monitoring Electrode with pre-attached lead wire

DINプラグ

入れ目個／袋袋／箱

4

入れ目
電極サイズ
（mm） 個／袋 袋／箱25×40310510

DINプラグ製品番号2269TP

接続
プラグ

DIN
プラグ

リード線本数／色

全長3／赤、黄、緑注）クイックタブは付いていません。

58cm

入れ目
電極サイズ
（mm） 個／袋 袋／箱

19×40310

販売名：レッド ダット リード線付 モニタリング電極

３Ｍ、Red Dot、
レッド ダットは、３Ｍ社の商標です。

2021年4月発行

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルでhttp://go.3M.com/medical-jp/

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2021. All Rights Reserved.
MED-397-K(042101)ITTM

0570-011-321

9:00～17:00／月～金（土日祝年末年始は除く）

心カテ室からICU、CCU、NICU、一般病棟まで。
新生児から小児、成人、高齢者まで。

優れた電気的特性とX 線透過性 が、多目的なモニタリングを支えます。
※※ X 線照射量によっては、わずかながら白く薄く写る場合があります。

バッキング（基材）
●

●
●

●

密封性のある防水タイプ

血液・薬液の電極への浸透を防止。

操作しやすいホルダー付（3 個パックは除く）●

コネクタどうしをあらかじめホルダーで連結。
リード線がからみにくく、接続操作も簡単。

2タイプから選べるコネクタ●

DINプラグ、3mm ジャックを用意。装置に合わせて選択可能。

やわらかい、半透明の素材

皮膚になじみやすく、凹凸のある部位にもフィット。
油性ペンで日付などの書き込みが可能。

凹凸のないフラットな形状

衣服などの引っかかりによる電極はがれのリスク低減。

作業効率がアップするクイックタブ
はがしやすく貼りやすい。
● ブルーのタブで装着場所を瞬時に認識。
●＊クイックタブに粘着剤はついていません。
＊2269TP（NICU ／小児病棟用）には、クイックタブは付いていません。

DINプラグ

3mm ジャック

使いやすいパッケージ

用途に応じた個数をセットでパック。
（3・4・5・6 個／袋）
● 開封後にあまった電極の乾燥によるムダを削減。
●

銀／塩化銀の電極波形がきれいで基線も安定。
カーボンタイプに比べ除細動回復が迅速。
● AAMI（米国医科器械振興会）の基準をクリア。
● 優れた X 線透過性を発揮。

電極の除細動耐性＊ 直流 200V の除細動電圧を加えた 5 秒後の電極対電圧。
＊ この値が低いほど基線の復帰が早く、除細動を行なった直後でも心臓のモニターが可能になります。

●●

電極対インピーダンス＊ 電極対に10Hz の交流を流した時のインピーダンス値。
＊ この値が低いほど心電図の信号が減衰しにくくなります。

導電性粘着剤●●

かぶれやすい肌にもやさしく、長時間の使用が可能。
糊残りが少なく、後処理が簡単。

しなやかなカーボンリード線
●
●

●

●

毎回、リード線ごと新しくリード線の消毒などの手間を削減。
予備のリード線の在庫が不要。

カーボン素材

優れた X 線透過性を発揮。

しなやかな材質

取扱いがスムーズに。

●

3～6 色の色分け
作業効率がアップ。

直流電流の印加による電極対電圧の変化＊ 2V の直流を8 時間以上印加して電極対電圧を測定した値。
＊ この値が低いほど分極しにくく、長時間基線が安定します。

100mV以下

19.5mV

３Ｍ™ レッド ダット™
AAMI 基準
モニタリング電極 2267 シリーズ

2,000Ω
以下409Ω

３Ｍ™ レッド ダット™
AAMI 基準
モニタリング電極 2267 シリーズ

100mV以下

7.7mV

３Ｍ™ レッド ダット™
AAMI 基準
モニタリング電極 2267 シリーズ

上記データは、AAMI 測定基準での当社社内試験における「実測値」です。

心カテ室からICU、CCU、NICU、一般病棟まで。
新生児から小児、成人、高齢者まで。

優れた電気的特性とX 線透過性 が、多目的なモニタリングを支えます。
※※ X 線照射量によっては、わずかながら白く薄く写る場合があります。

バッキング（基材）
●

●
●

●

密封性のある防水タイプ

血液・薬液の電極への浸透を防止。

操作しやすいホルダー付（3 個パックは除く）●

コネクタどうしをあらかじめホルダーで連結。
リード線がからみにくく、接続操作も簡単。

2タイプから選べるコネクタ●

DINプラグ、3mm ジャックを用意。装置に合わせて選択可能。

やわらかい、半透明の素材

皮膚になじみやすく、凹凸のある部位にもフィット。
油性ペンで日付などの書き込みが可能。

凹凸のないフラットな形状

衣服などの引っかかりによる電極はがれのリスク低減。

作業効率がアップするクイックタブ
はがしやすく貼りやすい。
● ブルーのタブで装着場所を瞬時に認識。
●＊クイックタブに粘着剤はついていません。
＊2269TP（NICU ／小児病棟用）には、クイックタブは付いていません。

DINプラグ

3mm ジャック

使いやすいパッケージ

用途に応じた個数をセットでパック。
（3・4・5・6 個／袋）
● 開封後にあまった電極の乾燥によるムダを削減。
●

銀／塩化銀の電極波形がきれいで基線も安定。
カーボンタイプに比べ除細動回復が迅速。
● AAMI（米国医科器械振興会）の基準をクリア。
● 優れた X 線透過性を発揮。

電極の除細動耐性＊ 直流 200V の除細動電圧を加えた 5 秒後の電極対電圧。
＊ この値が低いほど基線の復帰が早く、除細動を行なった直後でも心臓のモニターが可能になります。

●●

電極対インピーダンス＊ 電極対に10Hz の交流を流した時のインピーダンス値。
＊ この値が低いほど心電図の信号が減衰しにくくなります。

導電性粘着剤●●

かぶれやすい肌にもやさしく、長時間の使用が可能。
糊残りが少なく、後処理が簡単。

しなやかなカーボンリード線
●
●

●

●

毎回、リード線ごと新しくリード線の消毒などの手間を削減。
予備のリード線の在庫が不要。

カーボン素材

優れた X 線透過性を発揮。

しなやかな材質

取扱いがスムーズに。

●

3～6 色の色分け
作業効率がアップ。

直流電流の印加による電極対電圧の変化＊ 2V の直流を8 時間以上印加して電極対電圧を測定した値。
＊ この値が低いほど分極しにくく、長時間基線が安定します。

100mV以下19.5mV

３Ｍ™ レッド ダット™
AAMI 基準
モニタリング電極 2267 シリーズ

2,000Ω
以下409Ω

３Ｍ™ レッド ダット™
AAMI 基準
モニタリング電極 2267 シリーズ

100mV以下

7.7mV

３Ｍ™ レッド ダット™
AAMI 基準
モニタリング電極 2267 シリーズ

上記データは、AAMI 測定基準での当社社内試験における「実測値」です。

３Ｍ™ レッド ダット™ リード線付 モニタリング電極
心カテ室用

2267QA

用途別製品一覧

2267HA

2269PA

３Ｍ レッド ダット リード線付 モニタリング電極
TM3mm ジャック
製品番号2267QA
2267HA
2269QA
2269HA2269PA
2267QA-15
2267HA-15
2269QA-15
2269HA-15
2269PA-15
2269QA-20
2269HA-20

接続プラグ

3mm
ジャック
DIN
プラグ

3mm
ジャック
DIN
プラグ

摘3mm ジャック
要リード線本数／色

四肢用

4／赤、黄、緑、黒

四肢用

4／赤、黄、緑、黒

胸部用
胸部用

電極サイズ
（mm）

全長

6／赤、黄、緑、茶、黒、紫
6／赤、黄、緑、茶、黒、紫
4／赤、黄、緑、黒

四肢用

4／赤、黄、緑、黒

胸部用
胸部用

6／赤、黄、緑、茶、黒、紫

1.5m

6／赤、黄、緑、茶、黒、紫

四肢・胸部兼用 5／赤、黄、緑、白、黒
四肢用
胸部用

4／赤、黄、緑、黒

25×40

2269TA
2269PA
2269PA-156466

2269PA

接続プラグ

4

全長

3／赤、黄、緑80cm
DIN
プラグ 5／赤、黄、緑、白、黒 1m
5／赤、黄、緑、白、黒 1.5m

ご使用に際しては添付文書をお読みください。

一般医療機器 届出番号：13B1X10109000130

101010101010101010

製品番号の見方 電極数／袋
全長
T：3 個 Q：4 個 1.5m の製品のみ
P：5 個 H：6 個 ＊表記の無い製品は1mまたは 80cm

2267 Q A - 15
プラグ形状
電極タイプ
2267：3mm ジャック A：成人用
2269：DINプラグ
P：小児用

2269TP

DINプラグ
リード線本数／色

10NICU ／小児病棟用

DINプラグ
製品番号

54ICU ／ CCU ／一般病棟用

2269TA1052m

6／赤、黄、緑、茶、黒、紫

46

四肢・胸部兼用 5／赤、黄、緑、白、黒
四肢用

1061m

3M™ Red Dot™ Monitoring Electrode with pre-attached lead wireDINプラグ

入れ目個／袋袋／箱4

入れ目
電極サイズ
（mm） 個／袋 袋／箱25×40

310510DINプラグ製品番号2269TP

接続
プラグDIN
プラグ

リード線本数／色

全長3／赤、黄、緑注）クイックタブは付いていません。

58cm

入れ目
電極サイズ
（mm） 個／袋 袋／箱19×40310

販売名：レッド ダット リード線付 モニタリング電極

３Ｍ、Red Dot、
レッド ダットは、３Ｍ社の商標です。

2021年4月発行

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルでhttp://go.3M.com/medical-jp/

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2021. All Rights Reserved.
MED-397-K(042101)ITTM

0570-011-321

9:00～17:00／月～金（土日祝年末年始は除く）