フロー式 イムノセンサ のアプリケーションἧἿὊࡸỶἲἠἍὅἇỉỴἩἼἃὊἉἹὅᴾ
絶縁油中の微量PCBの定量分析ἧἿὊࡸỶἲἠἍὅἇỉỴἩἼἃὊἉἹὅᴾẔዌጂ඗ɶỉࣇ᣽ ᵮᵡᵠ ỉ‫ܭ‬᣽Ўௌẕᴾ
ガラス製の容器に絶縁油をẔዌጂ඗ɶỉࣇ᣽ᾋЎௌỉ߻ᆉᾍ ᵮᵡᵠ ỉ‫ܭ‬᣽Ўௌẕᴾ ỾἻἋᙌỉܾ֥Ệዌጂ඗ửṞ৷඗ẲẆṟЭϼྸᵆችᙌὉຜ጑ᵇẆṠย‫ܭ‬ỉ߻ᆉỂᚘยẲộẴẇᴾᾋЎௌỉ߻ᆉᾍ ỾἻἋᙌỉܾ֥Ệዌጂ඗ửṞ৷඗ẲẆṟЭϼྸᵆችᙌὉຜ጑ᵇẆṠย‫ܭ‬ỉ߻ᆉỂᚘยẲộẴẇᴾ   


ᴾ


ᴾ

【採取】
Ẕ੔ӕẕᴾ

ẔЭϼྸᵆችᙌὉຜ጑ᵇẕᴾẔย‫ܭ‬ẕᴾẔ੔ӕẕᴾ抜油ẔЭϼྸᵆችᙌὉຜ጑ᵇẕᴾẔย‫ܭ‬ẕᴾ৷඗ᴾᵮᵡᵠ ЎௌЭϼྸᘺፗᴾ

ἧἿὊࡸỶἲἠἍὅἇᴾ৷඗ᴾᵮᵡᵠ ЎௌЭϼྸᘺፗᴾἧἿὊࡸỶἲἠἍὅἇᴾ

平成 23 年 5 月 環境省廃棄物･リサイクル対策部産業廃棄物課による『絶縁油中の微量 PCB に関する簡易測定法マニュアル ( 第 3 版 )』ᾋ࿢‫ؾ‬ႾỆợỦἰἝἷỴἽỉӸᆅᾍᴾᾋ࿢‫ؾ‬ႾỆợỦἰἝἷỴἽỉӸᆅᾍᴾ

2.7.1 加熱多層シリカゲルカラム / アルミナカラム / フロー式イムノセンサー法

ᴾ ᴾ ࠯঺ ᵐᵑ ࠰ ᵓ உᴾ ࿢‫ؾ‬ႾࡑూཋῒἼἇỶἁἽ‫ݣ‬ሊᢿငಅࡑూཋᛢỆợỦᴾ ᴾ࠯঺ ᵐᵑ ࠰ ᵓ உᴾ ࿢‫ؾ‬ႾࡑూཋῒἼἇỶἁἽ‫ݣ‬ሊᢿငಅࡑూཋᛢỆợỦᴾ ᴾᴾ ᴾ ᴾ Ẓዌጂ඗ɶỉࣇ᣽ ᵮᵡᵠ Ệ᧙ẴỦቇତย‫ܭ‬ඥἰἝἷỴἽᵆᇹ ᵑ ༿ᵇẓᴾᴾ Ẓዌጂ඗ɶỉࣇ᣽ ᵮᵡᵠ Ệ᧙ẴỦቇତย‫ܭ‬ඥἰἝἷỴἽᵆᇹ ᵑ ༿ᵇẓᴾ ᵐᵌᵕᵌᵏᴾь༏‫ޖٶ‬ἉἼỽἄἽỽἻἲᵍỴἽἱἜỽἻἲᵍἧἿὊࡸỶἲἠἍὅἇὊඥᴾᵐᵌᵕᵌᵏᴾь༏‫ޖٶ‬ἉἼỽἄἽỽἻἲᵍỴἽἱἜỽἻἲᵍἧἿὊࡸỶἲἠἍὅἇὊඥᴾ 

排出ガス、ばいじん、燃え殻中のダイオキシン類 の 定量分析  

吸着剤を用いてẔ੎ЈỾἋẆịẟẳỮẆ༓ả൉ɶỉἒỶỼỿἉὅ᫏Ữỉ‫ܭ‬᣽ЎௌẕẔ੎ЈỾἋẆịẟẳỮẆ༓ả൉ɶỉἒỶỼỿἉὅ᫏Ữỉ‫ܭ‬᣽ЎௌẕᾋЎௌỉ߻ᆉᾍᴾᾋЎௌỉ߻ᆉᾍᴾᴾ ԈბдửဇẟềṞἇὅἩἼὅἂửᘍẟẆṟਁЈẆṠЭϼྸᵆችᙌὉຜ጑ᵇẆṡย‫ܭ‬ỉ߻ᆉỂᚘยẲộẴẇᴾᴾ ԈბдửဇẟềṞἇὅἩἼὅἂửᘍẟẆṟਁЈẆṠЭϼྸᵆችᙌὉຜ጑ᵇẆṡย‫ܭ‬ỉ߻ᆉỂᚘยẲộẴẇᴾ     ẔṞἇὅἩἼὅἂẕᴾ ẔṟਁЈẕᴾԈბдỉМဇᴾẔṞἇὅἩἼὅἂẕᴾ᭗ᡮ᭗‫ਁן‬ЈễỄᴾẔṟਁЈẕᴾ ᵆἒỶỼỴἜἧỵἽἑὊᵇᴾԈბдỉМဇᴾẔṠЭϼྸᵆችᙌὉຜ጑ᵇẕᴾẔṡย‫ܭ‬ẕᴾἧἿὊࡸỶἲἠἍὅἇᴾ
ἒỶỼỿἉὅЎௌဇᴾẔṡย‫ܭ‬ẕᴾẔṠЭϼྸᵆችᙌὉຜ጑ᵇẕᴾ᭗ᡮ᭗‫ਁן‬ЈễỄᴾᐯѣЭϼྸᘺፗᴾ
ἒỶỼỿἉὅЎௌဇᴾ

ἧἿὊࡸỶἲἠἍὅἇᴾ

平成 22 年 3 月 環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室
 ᵆἒỶỼỴἜἧỵἽἑὊᵇᴾᐯѣЭϼྸᘺፗᴾ
『排出ガス、ばいじん及び燃え殻のダイオキシン類に係る簡易定量法マニュアル（生物検定法）』
ᾋ࿢‫ؾ‬ႾỆợỦἰἝἷỴἽỉӸᆅᾍᴾ
第 4 章 その４ 前処理に、多層シリカゲルカラム及びアルミナカラムを使用し、測定に、抗ダイオキシン類

モノクローナル抗体及び抗原固相化ビーズを用いた結合平衡除外法を利用してダイオキシン類に毒性等量を測定する方法

ᴾᴾ࠯঺
ᵐᵐ ࠰ ᵑ உᴾ ࿢‫ؾ‬Ⴞ൦Ὁ‫ٻ‬ൢ࿢‫ޅؾ‬ዮѦᛢἒỶỼỿἉὅ‫ݣ‬ሊܴᴾᾋ࿢‫ؾ‬ႾỆợỦἰἝἷỴἽỉӸᆅᾍᴾ

Ẓ੎ЈỾἋẆịẟẳỮӏỎ༓ả൉ỉἒỶỼỿἉὅ᫏Ệ̞Ủቇତ‫ܭ‬᣽ඥἰἝἷỴἽίဃཋ౨‫ܭ‬ඥὸẓᴾᴾ

࠯঺ ᵐᵐ ࠰ ᵑ உᴾ ࿢‫ؾ‬Ⴞ൦Ὁ‫ٻ‬ൢ࿢‫ޅؾ‬ዮѦᛢἒỶỼỿἉὅ‫ݣ‬ሊܴᴾ

フロー式 イムノセンサ のアプリケーション
ἧἿὊࡸỶἲἠἍὅἇỉỴἩἼἃὊἉἹὅᴾ
水中のポリ塩化ジベンゾ-p-ダイオキシンおよび ポリ塩化ビフェニルの分析

ISO23256:2023Ẕ൦ɶỉἯἼ‫҄ط‬ἊἫὅἐᵋᶎᵋἒỶỼỿἉὅấợỎἯἼ‫҄ط‬ἥἧỹἝἽỉЎௌẕᵧᵱᵭᴾᵐᵑᵐᵓᵔᵘᵐᵎᵐᵑ ᴾ
ガラス製の容器に水試料を採水し、ᾋЎௌỉ߻ᆉᾍᴾᴾ ỾἻἋᙌỉܾ֥Ệ൦ᚾ૰ử੔൦ẲẆṞϹᨼẆṟਁЈẆṠЭϼྸᵆችᙌὉຜ጑ᵇẆṡย‫ܭ‬ỉ߻ᆉỂᚘยẲộẴẇᴾᴾ

ẔṞϹᨼẕᴾẔṟਁЈẕᴾẔṠЭϼྸᵆችᙌὉຜ጑ᵇẕᴾẔṡย‫ܭ‬ẕᴾϹᨼдỉМဇᴾ᭗ᡮ᭗‫ਁן‬ЈễỄᴾἒỶỼỿἉὅЎௌဇᴾἧἿὊࡸỶἲἠἍὅἇᴾ

ᐯѣЭϼྸᘺፗᴾἧἿὊࡸỶἲἠἍὅἇỉỴἩἼἃὊἉἹὅᴾᵆἒỶỼἧἿἕἁᵇᴾ

「Water quality -- Detection of selected congeners of polychlorinated dibenzo-p-dioxins andpolychlorinated biphenyls -- Method using a ﬂow immunosensor technique」
「水質−ポリ塩化ジベンゾ -p- ダイオキシンおよびポリ塩化ビフェニルの選択された同族体の検出
ᾋᵧᵱᵭᴾᵐᵑᵐᵓᵔᵘᵐᵎᵐᵑᴾ ỉӸᆅᾍᴾ−フロー式イムノセンサー技術を使用した方法」

ᴾ Ẑᵵᵿᶒᶃᶐᴾᶏᶓᵿᶊᶇᶒᶗᴾᵋᵋᴾᵢᶃᶒᶃᶁᶒᶇᶍᶌᴾᶍᶄᴾᶑᶃᶊᶃᶁᶒᶃᶂᴾᶁᶍᶌᶅᶃᶌᶃᶐᶑᴾᶍᶄᴾᶎᶍᶊᶗᶁᶆᶊᶍᶐᶇᶌᵿᶒᶃᶂᴾᶂᶇᶀᶃᶌᶘᶍᵋᶎᵋᶂᶇᶍᶖᶇᶌᶑᴾᵿᶌᶂᴾ ᴾᴾᴾᶎᶍᶊᶗᶁᶆᶊᶍᶐᶇᶌᵿᶒᶃᶂᴾᶀᶇᶎᶆᶃᶌᶗᶊᶑᴾ ᵋᵋᴾᵫᶃᶒᶆᶍᶂᴾᶓᶑᶇᶌᶅᴾᵿᴾᶄᶊᶍᶕᴾᶇᶋᶋᶓᶌᶍᶑᶃᶌᶑᶍᶐᴾᶒᶃᶁᶆᶌᶇᶏᶓᶃẑᴾ ᴾ

イヌの炎症マーカー（C 反応性タンパクCRP )ὼἧἿὊࡸỶἲἠἍὅἇὊ২ᘐử̅ဇẲẺ૾ඥẑᴾᴾ Ẑ൦ឋὼἯἼ‫҄ط‬ἊἫὅἐᵋᶎᵋἒỶỼỿἉὅấợỎἯἼ‫҄ط‬ἥἧỹἝἽỉᢠ৸ẰủẺӷଈ˳ỉ౨ЈᴾᴾẔỶ἞ỉ໒ၐἰὊỽὊίᵡ Ӓࣱࣖἑὅἣἁ ᵡᵰᵮᵇẕ
イヌからᴾᾋЎௌỉ߻ᆉᾍᴾᴾ Ỷ἞ẦỤṞ੔ᘉࢸẆṟЎᩉỆợụᘉ๶ửᛦᙌẲẆṠย‫ܭ‬ỉ߻ᆉỂᚘยẲộẴẇ

ᴾ

ᴾ

ᴾ


ᴾ

ẔṞ੔ᘉẕᴾẔЎᩉẕᴾẔย‫ܭ‬ẕᴾ৴Ϲ‫׍‬дỉλẾẺᢒ࣎ೞᴾἧἿὊࡸỶἲἠἍὅἇᴾᴾ

約 40 試料において、市販のキットに対して良好な相関性を確認੔ᘉሥỂ੔ᘉᴾ「Development of a canine blood C-reactive protein-measuring device using a ﬂow-type immunosensor」「フロー式イムノセンサを用いた犬血中 CRP 測定装置の開発」
Analytical Sciences volume 38, pages1269-1276 (2022) に掲載
ᾋ৲ᆜᛯ૨ᾍᴾᴾᴾẐᵢᶃᶔᶃᶊᶍᶎᶋᶃᶌᶒᴾᶍᶄᴾᵿᴾᶁᵿᶌᶇᶌᶃᴾᶀᶊᶍᶍᶂᴾᵡ̻ᶐᶃᵿᶁᶒᶇᶔᶃᴾᶎᶐᶍᶒᶃᶇᶌ̻ᶋᶃᵿᶑᶓᶐᶇᶌᶅᴾ ᶂᶃᶔᶇᶁᶃᴾᶓᶑᶇᶌᶅᴾᵿᴾᶄᶊᶍᶕ̻ᶒᶗᶎᶃᴾᶇᶋᶋᶓᶌᶍᶑᶃᶌᶑᶍᶐẑᴾフロー式 イムノセンサ の アプリケーション

有機フッ素化合物ポリフルオロアルキル化合物の分析】の分析】
フッ素化合物ポリフルオロアルキル化合物の工程＞＞

水中の有機フッ素化合物料を①採水抽出し、②前処理精製・濃縮、③測定の工程で計測します。
採水 抽出 し、②前処理精製・濃縮、③測定の工程で計測します。

フロー式イムノセンサのアプリケーション
２( ポリフルオロアルキル化合物PFAS) の 分析
フロー式イムノセンサのアプリケーション
２開発中【
水中の有機フッ素化合物ポリフルオロアルキル化合物開発中＜分析の工程＞の分析】【
水中の有機フッ素化合物ポリフルオロアルキル化合物の分析】
水試料を①採水抽出 し、②前処理 精製・濃縮、③測定の工程で計測します。
＜分析の工程＞水試料を水試料を①採水 抽出 し、②前処理 精製・濃縮、③測定の工程で計測します。

抽出 】 【②前処理【②前処理精製・濃縮】】
精製・濃縮】

【③測定】
【③測定】

試料から前処理装置のカラム条件を検討中
フロー式イムノセンサ
から前処理装置のカラム条件を検討中
フロー式イムノセンサ
へ応用へ【①採水 抽出 】【②前処理 精製・濃縮】を抽出 採水した
シリカゲルの配合等
シリカゲルの配合等
試料から前処理装置のカラム条件
を検討中
【①採水
抽出 】
【
②前処理 精製・濃縮】を抽出シリカゲルの配合等を検討中
採水した試料から 前処理装置のカラム条件を抽出

シリカゲルの配合等

シリカゲルカラム 濃縮カラム
回収条件検討
精製条件検討
濃縮カラム
シリカゲルカラム
回収条件検討
精製条件検討【③測定】用抗体を開発中用抗体を開発中

フロー式イムノセンサ【③測定】 へ応用
用抗体を開発中
フロー式イムノセンサ
へ応用

濃縮カラム
シリカゲルカラム
濃縮カラム
シリカゲルカラム
回収条件検討
精製条件検討
回収条件検討
精製条件検討前処理装置およびフロー式イムノセンサを利用した用抗体を開発中

マウス由来モノクローナル抗体開発中

前処理装置およびフロー式イムノセンサを利用したマウス由来モノクローナル抗体開発中

マウス由来モノクロマウス由来モノクローナル
分析法の実現をめざします
分析法の実現をめざします

理装置およびフロー式イムノセンサを利用した 分析法の実分析法
置およびフロー式イムノセンサを利用した

超高速定量分析法（分析時間 10分）

ISO 準拠の当社製フロー式バイオセンサー による犬のCRP（炎症マーカー）の超高速（10 分）な 定量分析法の開発
高速定量分析法
(60 分
高速定量分析法
分 )(mg/dL)

高速定量分析法(60分)の性能と課題

犬のCRPの高速定量分析法（60分）の性能について

詳細は、「フロー式イムノセンサーを用いた犬血中 CRP 測定装置の開発」
Analytical Sciences volume38, pages1269-1276 (2022)に掲載。

高速定量分析法

分

３９検体の血漿サンプルについて、高速定量分析法（60 分）と、免疫比濁法（Gentian Diagnostics製）の相関図を作成（図 1）。結果、良好な相関性が確認されたことから、高速定量分析法でのCRP 測定系の構築を実現

測定時間10分への短縮を検討

高速定量分析法

分

ただし、この測定方法は、測定時間が60分要することが課題

免疫比濁法 (mg/dL)
免疫比濁法

図１免疫比濁法
免疫比濁法と高速定量分析法（60分）の相関図

測定時間短縮のための改良内容

分

免疫比濁法

高速定量分析法

ἧἿὊࡸỶἲἠἍὅἇửဇẟẺ
測定試料の調製調製後の静置໒ၐἰὊỽὊ‫ܭ‬᣽ඥỉ᧏ႆ
改良前
60 分間静置測定
免疫比濁法

高速定量分析法

分

測定時間 5 分

室内 21℃ 〜 26℃Ỷ἞ỉ໒ၐἰὊỽὊίᵡᵰᵮᵇỉย‫ܭ‬

5 分間静置改良後

恒温槽内25℃

試料と抗体を混合

表１

標準品

標準品濃度55分短縮

超高速定量分析法 分ἧἿὊࡸỶἲἠἍὅἇỉย‫ܭ‬Ҿྸ

表

標準品

標準品濃度

標準品

表

標準品

標準品濃度回測定における変動係数（％）

超高速定量
分析法 分

回測定における測定値Ỷ἞ỉ໒ၐἰὊỽὊίᵡ

超高速定量分析法 分

高速定量分析法 分

高速定量分析法 分

超高速定量分析法での正確性
表

標準品

標準品濃度

超高速定量
高速定量
表１
標準品
分析法
分回測定における測定値
分析法 分
標準品濃度

フロー式バイオセンサー

表１

回測定における測定値

改良後、トータルの測定時間10分でCRP 濃度を取得

回測定における変動係数（％）

超高速定量
分析法 分

超高速定量分析法 分

超高速定量分析法 分

標準品濃度回測定における変動係数（％）

超高速定量
分析法 分

超高速定量分析法 分

測定時間10分と60分のCRP標準品の正確性と繰り返し性の比較

CRP 標準品（1mg/dLと、30mg/dL)を用いて、測定時間10 分 (超高速定量分析法 )とย‫ܭ‬ἍἽ
測定時間 60 分 ( 高速定量分析法 ) で各 10 回測定し、正確性と繰り返し性を評価ย‫ܭ‬ἍἽย‫๋ܭ‬෩

表１
標準品 10回測定における測定値(mg/dL)
表１ CRP
標準品回測定における測定値
表１
標準品 回測定における測定値

標準品濃度

超高速定量
高速定量
超高速定量
高標準品濃度分析法
分分析法
分析法 分 分分析ἧἿὊࡸỶἲἠἍὅἇỉᵪᵣᵢ ౨Ј

結果、CRP 標準品 2濃度における超高速定量分析法（10 分）とཎီ৴˳ᵠὊᵠᵱᵟৼӳ˳ử‫҄ܭ׍‬ẲẺἥὊἌửΪἥὊἌỆ‫ܭ׍‬ẲẺཎီ৴˳ᵠỆኽӳẲẺ‫ظ‬ẲẺỽἻἲᵆย‫ܭ‬ἍἽᵇ
高速定量分析法（60 分）における測定値と変動係数の差は小さいことを確認（表１，表 2)ЎௌཋᵋЎௌཋᵋཎီ৴˳ᵟᵋᖩή೅ᜤᵐഏ৴˳Ўௌཋὺཎီ৴˳ᵟὺᖩή೅ᜤᵐഏ৴˳ửฆӳЎௌཋᵋཎီ৴˳ᵟᵋᖩή೅ᜤᵐഏ৴˳ཎီ৴˳ᵟᵋᖩή೅ᜤᵐഏ৴˳ử࢟঺ỉᖩή᣽ửย‫ܭ‬

超高速定量分析法（10分）での CRP測定が可能ᘉ๶౨˳ỉย‫ܭ‬ኽௐἧἿὊࡸỶἲ
CRP濃度໒ၐἰὊỽ

免疫比濁法

ᘙ ᘉ๶౨˳ỉᵢᵶᵱᵋᵔᵏᵎย‫͌ܭ‬౨˳ᵬᶍᵌᵏᵐ

ᵑᵒᵓᵔᵕᵖᵢᵶᵱᵋᵔᵏᵎย‫͌ܭ‬ᵆᶋᶅᵍᶂᵪᵇ

ᵎᵌᵓᵑ

ᵏᵌᵏᵏ

ᵏᵌᵕᵐ

ᵑᵌᵗᵐ

ᵔᵌᵔᵗ

ᵔᵌᵔᵓ

ᵕᵌᵎᵖᵖᵌᵖᵏ

超高速定量分析法 (10 分) における精度プロファイル等のバリデーション評価および、妨害成分の影響評価については、岡山理科大学の畑准教授より論文投稿予定ᵣᵪᵧᵱᵟỆ‫ݣ‬ẴỦ
ᵓᵎᵃ

表
表2CRP
標準品 回測定における変動係数（10 回測定における変動係数（％）
標準品％）

標準品濃度

表

標準品回測定における変動係数

超高速定量
超高速定量
超高速定量
分
分析法
分析法 分
標準品濃度
分析法 分

超分析ย‫๋ܭ‬෩Ўௌཋὺཎီ৴˳ᵟὺᖩή೅ᜤᵐഏ৴˳ửฆӳЎௌཋᵋཎီ৴˳ᵟᵋᖩή೅ᜤᵐഏ৴˳ཎီ৴˳ᵟᵋᖩή೅ᜤᵐഏ৴˳ử࢟঺

ᵒᵎᵃ
ᵑᵎᵃ

ʇᩉྙᵐᵎᵃᵢᵶᵱᵋᵔᵏᵎểỉʇᩉྙᵏᵎᵃᵎᵃβ၃ൔບඥỆ‫ݣ‬ẴỦ
ᵢᵶᵱᵋᵔᵏᵎểỉʇᩉྙᵋᵏᵎᵃᵋᵐᵎᵃᵋᵑᵎᵃᵋᵒᵎᵃ
ᵋᵓᵎᵃᵏᵐᵑᵒᵓᵔᵕᵖ౨˳ᵬᶍᵌ

‫ ׋‬ᵢᵶᵱᵋᵔᵏᵎย‫͌ܭ‬Ệ‫ݣ‬ẴỦᵣᵪᵱᵧᵟẝỦẟỊβ၃ൔບඥểỉʇᩉྙఇࡸ˟ᅈἉὊἌἘἕἁ ʮᣃἢỶỼᄂᆮ৑ ᖳ߷Ὁ˱᣼Ὁᇌჽᵲᵣᵪᾉᵎᵕᵓᵋᵑᵖᵐᵋᵑᵎᵎᵏ ᵣᵋᶋᵿᶇᶊᵇ ᵘ ᶉᶗᶍᶒᶍᵌᶀᶇᶍᵞᶑᶃᶃᶂᶑᶒᶃᶁᵌᶁᶍᵌᶈᶎ

ᘉ๶౨˳ỉย‫ܭ‬ኽௐ

高速定量分析法（分析時間 60分）

ISO 準拠の当社製フロー式バイオセンサー によるἧἿὊࡸỶἲἠἍὅἇửဇẟẺἧἿὊࡸỶἲἠἍὅἇửဇẟẺ
犬のCRP（炎症マーカー）の໒ၐἰὊỽὊ‫ܭ‬᣽ඥỉ᧏ႆ໒ၐἰὊỽὊ‫ܭ‬᣽ඥỉ᧏ႆ
高速（60 分）な 定量分析法の開発Ỷ἞ỉ໒ၐἰὊỽὊίᵡᵰᵮᵇỉย‫ܭ‬Ỷ἞ỉ໒ၐἰὊỽὊίᵡᵰᵮᵇỉย‫ܭ‬
犬のCRPの高速定量分析法

詳細は、「フロー式イムノセンサーを用いた犬血中 CRP 測定装置の開発」
Analytical Sciences volume38, pages1269-1276 (2022)に掲載しています。
以下には、上記内容の一部 ( 測定原理と血漿検体の測定結果 ) についてご紹介いたします。

フロー式バイオセンサーの測定原理
ἧἿὊࡸỶἲἠἍὅἇỉย‫ܭ‬ҾྸἧἿὊࡸỶἲἠἍὅἇỉย‫ܭ‬Ҿྸ
分析物 (CRP)

特異抗体 A

特異抗体B

蛍光標識 2 次抗体RedBSA抱合体ἧἿὊࡸỶἲἠἍὅἇửဇẟẺ BSA໒ၐἰὊỽὊ‫ܭ‬᣽ඥỉ᧏ႆビーズRedỶ἞ỉ໒ၐἰὊỽὊίᵡᵰᵮᵇỉย‫ܭ‬Redビーズ測定セルย‫ܭ‬ἍἽย‫ܭ‬ἍἽ

Red送液測定溶液ย‫๋ܭ‬෩

BSAἧἿὊࡸỶἲ໒ၐἰὊỽ
測定セル検出ย‫ܭ‬ἍἽ
LEDย‫ܭ‬ἍἽᵪᵣᵢ ᵪᵣᵢ౨Ј౨Јย‫๋ܭ‬෩Ỷ἞ỉ໒ၐἰὊỽὊίᵡЎௌཋὺཎီ৴˳ᵟὺᖩή೅ᜤᵐഏ৴˳ửฆӳཎီ৴˳ᵠὊᵠᵱᵟৼӳ˳Ўௌཋὺཎီ৴˳ᵟὺᖩή೅ᜤᵐഏ৴˳ửฆӳཎီ৴˳ᵠὊᵠᵱᵟৼӳ˳
① 分析物＋特異抗体
A＋蛍光標識 2 次抗体を混合Ўௌཋᵋཎီ৴˳ᵟᵋᖩή೅ᜤᵐഏ৴˳
③ 特異抗体B ー BSA抱合体をử‫҄ܭ׍‬ẲẺἥὊἌửΪ④ビーズに固定した特異抗体 B に結合したЎௌཋᵋཎီ৴˳ᵟᵋᖩή೅ᜤᵐഏ৴˳ử‫҄ܭ׍‬ẲẺἥὊἌửΪἥὊἌỆ‫ܭ׍‬ẲẺཎီ৴˳ᵠỆኽӳẲẺἥὊἌỆ‫ܭ׍‬ẲẺཎီ৴˳ᵠỆኽӳẲẺ
固定化したビーズを充填した
分析物 - 分析物 - 特異抗体 A-蛍光標識ཎီ৴˳ᵟᵋᖩή೅ᜤᵐഏ৴˳ử࢟঺‫ظ‬ẲẺỽἻἲᵆย‫ܭ‬ἍἽᵇ
②分析物
特異抗体
A蛍光標識ἧἿὊࡸỶἲἠἍὅἇỉย‫ܭ‬Ҿྸཎီ৴˳ᵟᵋᖩή೅ᜤᵐഏ৴˳ử࢟঺‫ظ‬ẲẺỽἻἲᵆย‫ܭ‬ἍἽᵇЎௌཋᵋЎௌཋᵋཎီ৴˳ᵟᵋᖩή೅ᜤᵐഏ৴˳
カラム ( 測定セル ) へ送液 ЎௌཋᵋЎௌཋᵋཎီ৴˳ᵟᵋᖩή೅ᜤᵐഏ৴˳
2 次抗体の蛍光量を測定
2 次抗体特異抗体 A- 蛍光標識 2 次抗体を形成ỉᖩή᣽ửย‫ܭ‬ỉᖩή᣽ửย‫ܭ‬ᘉ๶౨˳ỉย‫ܭ‬ኽௐ ᘙ ᘉ๶౨˳ỉᵢᵶᵱᵋᵔᵏᵎย‫͌ܭ‬ᘙ ᘉ๶౨˳ỉᵢᵶᵱᵋᵔᵏᵎย‫͌ܭ‬ᘉ๶౨˳ỉย‫ܭ‬ኽௐ
血漿検体の測定ἧἿὊࡸỶἲἠἍὅἇỉᵏᵐ
ᵐᵑ
ᵑᵒᵒᵓ
ᵓᵔ
ᵔᵕ
ᵕᵖ
ᵖ
市販されている測定方法ᵢᵶᵱᵋᵔᵏᵎย‫͌ܭ‬ᵢᵶᵱᵋᵔᵏᵎย‫͌ܭ‬ᵎᵌᵓᵑ
ᵏᵌᵏᵏ
ᵔᵌᵔᵗ
ᵕᵌᵎᵖ
ᵎᵌᵓᵑᵏᵌᵏᵏ (Immunologyᵏᵌᵕᵐ ᵏᵌᵕᵐ
ᵑᵌᵗᵐ ᵑᵌᵗᵐᵔᵌᵔᵗᵔᵌᵔᵓ ᵔᵌᵔᵓᵕᵌᵎᵖ Laboratoryᵖᵌᵖᵏ ᵖᵌᵖᵏ 製）● ELISAConsultantsᵆᶋᶅᵍᶂᵪᵇ ᵆᶋᶅᵍᶂᵪᵇย‫ܭ‬ἍἽᵪᵣᵢ ౨Ј
血漿検体9検体について、高速定量分析法とย‫๋ܭ‬෩ᵓᵎᵃᵓᵎᵃЎௌཋὺཎီ৴˳ᵟὺᖩή೅ᜤᵐഏ৴˳ửฆӳཎီ৴˳ᵠὊᵠᵱᵟৼӳ˳● 免疫比濁法 (Gentian Diagnostics 製）
Ўௌཋᵋཎီ৴˳ᵟᵋᖩή೅ᜤᵐഏ৴˳ử‫҄ܭ׍‬ẲẺἥὊἌửΪ౨˳ᵬᶍᵌ౨˳ᵬᶍᵌᵏย‫ܭ‬ἍἽᵒᵎᵃἥὊἌỆ‫ܭ׍‬ẲẺཎီ৴˳ᵠỆኽӳẲẺᵒᵎᵃ
市販されている測定方法との正確性を評価‫ظ‬ẲẺỽἻἲᵆย‫ܭ‬ἍἽᵇЎௌཋᵋЎௌཋᵋཎီ৴˳ᵟᵋᖩή೅ᜤᵐഏ৴˳ཎီ৴˳ᵟᵋᖩή೅ᜤᵐഏ৴˳ử࢟঺ᵑᵎᵃᵑᵎᵃỉᖩή᣽ửย‫ܭ‬ᵣᵪᵧᵱᵟỆ‫ݣ‬ẴỦᵣᵪᵧᵱᵟỆ‫ݣ‬ẴỦᵐᵎᵃᵢᵶᵱᵋᵔᵏᵎểỉʇᩉྙᘉ๶౨˳ỉย‫ܭ‬ኽௐᘙ ᘉ๶౨˳ỉᵢᵶᵱᵋᵔᵏᵎย‫͌ܭ‬ᵏᵎᵃ ２つの測定方法と比較して、 ᵢᵶᵱᵋᵔᵏᵎểỉʇᩉྙ
高速定量分析法の測定値は、ᵏᵎᵃᵏᵐ

ᵑᵒᵓᵔᵎᵌᵓᵑᵏᵌᵏᵏᵏᵌᵕᵐ

ᵑᵌᵗᵐ

ᵔᵌᵔᵗ

ᵕ

ʇᩉྙ

౨˳ᵬᶍᵌ

ᵢᵶᵱᵋᵔᵏᵎย‫͌ܭ‬ᵆᶋᶅᵍᶂᵪᵇʇᩉྙᵐᵎᵃย‫๋ܭ‬෩

ᵖ

ᵎᵃ

共に ±20％の範囲内であり、差のないことを確認
ᵔᵌᵔᵓ

ᵎᵃ

ᵕᵌᵎᵖ

ᵋᵏᵎᵃ

ᵖᵌᵖᵏ

ᵓᵎᵃ

ʇᩉྙ

ᵋᵏᵎᵃ

ᵋᵐᵎᵃ

ᵑᵎᵃ

ᵋᵑᵎᵃ
ᵋᵑᵎᵃ ᵣᵪᵧᵱᵟỆ‫ݣ‬ẴỦ
ᵢᵶᵱᵋᵔᵏᵎểỉʇᩉྙ
ᵋᵒᵎᵃ
ᵋᵒᵎᵃ

ᵏᵎᵃ
ᵎᵃ

ᘉ๶౨˳ỉย‫ܭ‬ኽௐ

β၃ൔບඥỆ‫ݣ‬ẴỦᵋᵓᵎᵃᵋᵓᵎᵃ ᵢᵶᵱᵋᵔᵏᵎểỉʇᩉྙ

ᵋᵏᵎᵃ
ᵋᵐᵎᵃᵏ

ᵋᵑᵎᵃ
ᵋᵒᵎᵃ
ᵋᵓᵎᵃᵏᵐ

ᵑᵒ

ᵓ

ᵔ

ᵕ

ᵖᵢᵶᵱᵋᵔᵏᵎểỉʇᩉྙᵢᵶᵱᵋᵔᵏᵎểỉʇᩉྙᵋᵐᵎᵃᵒᵎᵃᵐᵎᵃЎௌཋὺཎီ৴˳ᵟὺᖩή೅ᜤᵐഏ৴˳ửฆӳ
β၃ൔບඥỆ‫ݣ‬ẴỦЎௌཋᵋཎီ৴˳ᵟᵋᖩή೅ᜤᵐഏ৴˳β၃ൔບඥỆ‫ݣ‬ẴỦཎီ৴˳ᵟᵋᖩή೅ᜤᵐഏ৴˳ử࢟঺ᵢᵶᵱᵋᵔᵏᵎểỉʇᩉྙᵐᵏᵑᵐᵒᵑᵓᵒᵔᵓᵕᵔᵖᵕᵖ౨˳ᵬᶍᵌ౨˳ᵬᶍᵌ౨˳ᵬᶍᵌ‫ ׋‬ᵢᵶᵱᵋᵔᵏᵎย‫͌ܭ‬Ệ‫ݣ‬ẴỦᵣᵪᵱᵧᵟẝỦẟỊβ၃ൔບඥểỉʇᩉྙ‫ ׋‬ᵢᵶᵱᵋᵔᵏᵎย‫͌ܭ‬Ệ‫ݣ‬ẴỦᵣᵪᵱᵧᵟẝỦẟỊβ၃ൔບඥểỉʇᩉྙ‫ ׋‬ᵢᵶᵱᵋᵔᵏᵎย‫͌ܭ‬Ệ‫ݣ‬ẴỦᵣᵪᵱᵧᵟẝỦẟỊβ၃ൔບඥểỉʇᩉྙఇࡸ˟ᅈἉὊἌἘἕἁ ʮᣃἢỶỼᄂᆮ৑ ᖳ߷Ὁ˱᣼Ὁᇌჽఇࡸ˟ᅈἉὊἌἘἕἁ
ʮᣃἢỶỼᄂᆮ৑ᖳ߷Ὁ˱᣼Ὁᇌჽఇࡸ˟ᅈἉὊἌἘἕἁʮᣃἢỶỼᄂᆮ৑ᖳ߷Ὁ˱᣼Ὁᇌჽᵲᵣᵪᾉᵎᵕᵓᵋᵑᵖᵐᵋᵑᵎᵎᵏ ᵣᵋᶋᵿᶇᶊᵇ ᵘ ᶉᶗᶍᶒᶍᵌᶀᶇᶍᵞᶑᶃᶃᶂᶑᶒᶃᶁᵌᶁᶍᵌᶈᶎ

超高速定量分析法（分析時間10分）

ISO 準拠の当社製フロー式バイオセンサー による唾液中のアミロイドβ42 の超高速（10 分）な 定量分析法の開発
MCI（軽度認知障害）重症度とアミロイドβ42レベルの関係
450

運動により

400

アミロイドβ濃度（pg/mL）

350

アミロイドβ42濃度が低下。

300
250
200
150
100
50

フロー式イムノセンサを用いた
MCI 重症度レベル
炎症マーカー定量法の開発
0MCI 評価方法の例
イヌの炎症マーカー（の測定

フロー式イミニメンタルステート検査（MMSE）：認知機能検査
炎症マーカ
認知障害をスクリーニングするためのテスト。質問内容は、時間、場所、記憶、注意力、計算、言語機能などを評価します。
日常生活動作（ADL）：機能評価

入浴や着替え、運転など基本的な日常生活動作を遂行する能力を評価します。

イヌの炎症マーカー（

血液検査：バイオマーカー検査
フロー式イムノセンサの測定原理

血液中のバイオマーカー、アミロイドβの比率（Aβ42/Aβ40 など）を調査します。

APOE遺伝子型検査：遺伝子検査

アルツハイマーおよび MCI のリスクを高める APOEε4 アレルの存在を検査します。
測定セル

唾液中のアミロイドβ42の検出・定量分析
測定溶液

分析物＋特異抗体 ＋蛍光標識 次抗体を混合
分析物 特異抗体 蛍光標識 次抗体
特異抗体 蛍光標識 次抗体を形成

検出

測定セル

フロー式イムノセンサ
フロー式バイオセンサー

特異抗体 ー
抱合体を固定化したビーズを充 ビーズに固定した特異抗体に結合した
填したカラム測定セル
分析物 分析物 特異抗体 蛍光標識 次抗体の蛍光量を測定

当社製のフロー式バイオセンサーを用いて、従来検出が難しいと血漿検体の測定結果される唾液中のアミロイドβ42の検出および定量分析、MCI評価の数値化の実現を目指します。
表 血漿検体の測定値

検体

測定値

乖離率に対するとの乖離率
免疫比濁法に対するとの乖離率

検体

図

測定値に対するあるいは免疫比濁法との乖離率

測定溶液

分析物＋特異抗体 ＋蛍光標識 次抗体を混合
分析物 特異抗体 蛍光標識 次抗体
特異抗体 蛍光標識 次抗体を形成

血漿検体の測定結果

Wi-Fi 内臓

リモートインターネットセンサーユニット
REMOTE INTERNET SENSORUNIT

10 種類のセンサーと小型カメラの搭載により多様なリモートセンシングが 実現！
フロー式イムノセンサを用いた炎症マーカー定量法の開発

google
スプレッドシートイヌの炎症マーカー（ の測定

フロー式イ炎症マー

フロー式イムノセンサの測定原理
ー

1 湿度センサー

2 温度センサー

3 人感センサー

4 音センサーイヌの炎症マーカー

5 カメラモジュール

測定セル

6 超音波センサー 7 土壌水分センサー 8 雨センサー 9 赤外線センサー
測定溶液

分析物＋特異抗体 ＋蛍光標識 次抗体を混合分析物 特異抗体 蛍光標識 次抗体
特異抗体 蛍光標識 次抗体を形成

検出

測定セル

特異抗体 ー抱合体を固定化したビーズを充 ビーズに固定した特異抗体に結合した
填したカラム測定セル
分析物 分析物 特異抗体 蛍光標識 次抗体の蛍光量を測定

フロー式イムノセン
10 黒球センサー

リモートインターネット センサーユニット（RISU）が常時測定した気温や湿度等の情報は、血漿検体の測定結果
表 血漿検体の測定値
クラウドを経由して googleスプレッドシートに表示されます。
検体

測定値

RISUが測定した気温、湿度などから暑さ指数（WBGT）を導き出し、異常値であれば分析物＋特異抗体 ＋蛍光標識 次抗体を混
分析物 特異抗体 蛍光標識 次抗体
特異抗体 蛍光標識 次抗体を形成
メールやアプリでお知らせする等、熱中症や様々なリスク回避への応用が期待されます。
測定溶液

乖離率

に対するとの乖離率

免疫比濁法に対するとの乖離率

検体

図

測定値に対するあるいは免疫比濁法との乖離率

血漿検体の測定結果