Digital Blood Pressure Monitor
Model UA-651BLE
Instruction Manual
Original

Manuel d’instructions
Traduction

Manual de Instrucciones
Traducción

Manuale di Istruzioni
Traduzione

BedienungsanleitungÜbersetzung

使用手冊
翻譯

1WMPD4003018C

ÍNDICE(VWLPDGRVFOLHQWHV
2EVHUYDFLRQHVSUHOLPLQDUHV
3UHFDXFLRQHV
3DUWHVGHLGHQWLILFDFLyQGHFRPSRQHQWHV
6tPERORV
8VRGHOPRQLWRU,QVWDODFLyQ&DPELRGHODVSLODV
&RQH[LyQGHODPDQJXHUDGHDLUH
&RQH[LyQGHODGDSWDGRUGH&$)XQFLyQLQDOiPEULFD
7UDQVPLVLyQBluetooth
(PSDUHMDPLHQWR
6HOHFFLyQGHOEUD]DOHWHFRUUHFWR
&yPRFRORFDUHOEUD]DOHWH
3DUDHIHFWXDUPHGLFLRQHVFRUUHFWDV
0HGLFLyQ'HVSXpVGHODPHGLFLyQ
0HGLFLRQHV
0HGLFLyQQRUPDO
0HGLFLyQFRQODSUHVLyQVLVWyOLFDGHVHDGD
1RWDVSDUDPHGLFLRQHVFRUUHFWDV
¢4XpHVHOLQGLFDGRUGH/,)LE$"
¢$TXpKDFHUHIHUHQFLD)LE$"
,QGLFDGRUGHEDUUDGHSUHVLyQ
$VSHFWRVVREUHODWHQVLyQDUWHULDO
¢4XpHVODWHQVLyQDUWHULDO"
¢4XpHVODKLSHUWHQVLyQ\FyPRFRQWURODUOD"
¢3RUTXpGHEHPHGLUVHODWHQVLyQDUWHULDOHQODFDVD"&ODVLILFDFLyQGHWHQVLyQDUWHULDOVHJ~QOD206
9DULDFLRQHVGHWHQVLyQDUWHULDO
/RFDOL]DFLyQ\FRUUHFFLyQGHIDOORV
0DQWHQLPLHQWR'DWRVWpFQLFRV


Español 1

Estimados clientes
FELICIDADES. Usted ha comprado un monitor de presiones sanguíneas A&D,
el aparato tecnológico más avanzado, y fácil de usar actualmente en el mercado.
Se recomienda leer este manual de instrucciones detenidamente antes
de usarlo por primera vez.
La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales
registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y A&D las utiliza bajo licencia.
Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.

Observaciones preliminares
Este aparato se ajusta a la Directiva Europea 93/42 CEE para productosde conformidad. (0123:
médicos. Esto se evidencia con la marca
Número de referencia para los organismos notificados)
Por la presente, A&D Company, Limited declara que el tipo de equipo
radioeléctrico UA-651BLE es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto
completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección
Internet siguiente:
http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html
El aparato tiene un certificado Continua, dispositivo médico con tecnología
inalámbrica Bluetooth® habilitada.
Este aparato está diseñado para usarse en adultos, los niños y los recién nacidos
no pueden usarlo.
Ámbito de uso. Este aparato es para que pueda usarlo usted mismo en un entorno
doméstico.
Este aparato se ha diseñado para medir la presión sanguínea y la frecuenciadel pulso de las personas para el diagnóstico.

Precauciones
En la construcción de este aparato, se han usado componentes de precisión.
Deberán evitarse extremos de temperatura, humedad, rayos solares directos,
golpes o polvo.
Limpie el aparato y el brazalete con un paño seco, suave o un paño
humedecido con agua y un detergente neutro. No use nunca alcohol, gasolina,
diluyente u otros productos químicos para limpiar el aparato o el brazalete.
Evite doblar el brazalete apretado o guardar el tubo retorcido durante períodos
prolongados, dado que ello puede acortar la vida útil de los componentes.
Tenga cuidado para evitar la estrangulación accidental de niños o bebés con
el tubo.
No retuerza la manguera de aire durante la medición. Si lo hace, pueden
producirse lesiones debido a la presión continua del brazalete.
El aparato y el brazalete no son resistentes al agua. Por lo tanto, evite que lalluvia, la transpiración y el agua mojen el aparato y el brazalete.
Las mediciones pueden verse afectadas si el aparato se usa cerca detelevisores, hornos microondas, teléfonos móviles, rayos X u otros dispositivos
con campos eléctricos fuertes.
Español 2

Los aparatos de comunicación inalámbrica, como los dispositivos de red
doméstica, teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos y sus centrales ywalkie-talkies, pueden afectar al monitor de presiones sanguíneas. Por lotanto, es necesario mantener una distancia de 30 cm entre el monitor y dichos
aparatos.
Cuando se reutiliza el aparato, confirme que el aparato esté limpio.
El aparato, sus partes y pilas no deben considerarse como desperdicios
domésticos ordinarios y deberán eliminarse de acuerdo con los reglamentos
aplicables.
Cuando se usa el adaptador de CA, asegúrese de que se puede retirarrápidamente el adaptador de CA del enchufe eléctrico cuando sea necesario.
No modifique el aparato. Puede provocar accidentes o daños al aparato.
Para medir la presión sanguínea, el brazo debe ser apretado por el brazalete
lo suficiente como para detener temporalmente el flujo sanguíneo a través dela arteria. Esto puede provocar dolor, entumecimiento o una marca roja
temporal en el brazo. Este estado aparecerá especialmente cuando la
medición se repite sucesivamente.
Cualquier dolor, entumecimiento o marcas rojas desaparecerán con el tiempo.
Si la presión sanguínea se mide con demasiada frecuencia, pueden
producirse daños debido a la interferencia con el flujo sanguíneo. Si utiliza elaparato de forma repetida, compruebe que su uso no provoca una alteración
prolongada de la circulación sanguínea.
Si le han practicado una mastectomía, consulte con su médico antes deutilizar el aparato.
No deje que los niños utilicen el dispositivo sin la supervisión de un adulto, ni
utilice el dispositivo en un lugar dentro del alcance de los niños. Podría causar
accidentes o daños.
El aparato contiene piezas pequeñas que pueden provocar un
atragantamiento si los niños las tragan accidentalmente.
Desconecte el adaptador de CA cuando no se use durante la medición.
El uso de accesorios no indicados en este manual puede afectar a la seguridad.
Si se produce un cortocircuito en la pila, puede calentarse y posiblementecausar quemaduras.
Permita que el aparato se ajuste al entorno circundante antes de usarlo(alrededor de una hora).
No se han realizado estudios clínicos en bebés recién nacidos o mujeres
embarazadas. No lo use en niños recién nacidos o mujeres embarazadas.
No toque las pilas, la clavija de CC y al paciente simultáneamente. Podría
ocasionar una descarga eléctrica.
No lo hinche sin colocar el brazalete en la parte superior del brazo.
Contraindicaciones
A continuación se encuentran precauciones para el uso correcto del aparato.
No aplique el brazalete a un brazo con otro equipo eléctrico médico acoplado.
Es posible que el equipo no funcione correctamente.
Las personas que tienen una deficiencia circulatoria grave en el brazo deben
consultar a un médico antes de usar el aparato, para evitar problemas médicos.
Español 3

No autodiagnostique los resultados de la medición ni se ponga un tratamiento
usted mismo. Consulte siempre a su médico para la evaluación de losresultados y el tratamiento.
No aplique el brazalete a un brazo con una herida no curada.
No aplique el brazalete a un brazo que está recibiendo un goteo intravenoso otransfusión sanguínea. Puede provocar lesión o accidentes.
No utilice el aparato cuando se encuentran presentes gases inflamables como,por ejemplo, gases anestésicos. Puede provocar una explosión.
No utilice el aparato en entornos con alta concentración de oxígeno, como por
ejemplo en, cámaras de oxígeno a alta presión o una tienda de oxígeno.
Puede provocar un incendio o explosión.

Español 4

Partes de identificación de componentes
Rango de colocación
Marca índice
Marca de posición de la arteria
Manguera de aireJack de CC

Brazalete
Enchufe adaptador
de CA
Pantalla
Botón START
Zócalo de aire
Tapón del conector de aire
Compartimiento de pilas
Cubierta de pilas

Pilas de 1,5 V(LR6, R6P o AA)

Indicacióndel display

Presión sistólica

Indicador de la barra
de presión

Presión diastólica

Frecuencia del pulso

Marca de corazón
Marca de comunicación

Indicador de pilas
Símbolo LI/FibA
Español 5

Símbolos
Símbolos impresos en la carcasa del aparato
SímbolosFunción / Significado
Aparato en “standby” y botón de encendido

SYS

Presión sanguínea sistólica indicada en mmHg.

DIA

Presión sanguínea diastólica indicada en mmHg.

PUL.

Frecuencia del pulso por minuto
Guía para instalación de pilas
Corriente continua
Tipo: BF; El aparato, el brazalete y tubo están diseñados para
proporcionar protección especial contra electrochoques.
Etiqueta de aparatos médicos según directiva de CE
Representante UE
FabricanteFecha de fabricación

IP

Símbolo de protección internacional
Etiqueta de WEEE

SN

Número de serie

BT

Dirección Bluetooth
Consulte el manual/folleto de instrucciones
Polaridad del jack de CC
Para indicar niveles de radiación no ionizante generalmenteelevados y potencialmente peligrosos o para indicar equipos osistemas, por ejemplo en el campo de la electromedicina, que
incluyen transmisores de RF o que aplican, de forma intencional,
energía electromagnética de RF para el diagnóstico o el
tratamiento.
Manténgase seco

Español 6

Símbolos que aparecen en la pantalla
SímbolosFunción / Significado

Acción recomendada

Aparece cuando la medición está en
La medición está en
curso. Este indicador parpadea
curso.
cuando se detecta el pulso.
Símbolo LI/FibA
Este indicador aparece cuando se
detectan latidos irregulares del corazón.
Puede iluminarse cuando se detecta
una vibración muy ligera, como un
escalofrío o un temblor.
yse iluminan alternativamentedurante la comunicación.
BATERÍA CARGADA

Indicador de la potencia de las pilas
durante la medición.
Reemplace todas las pilas
Las pilas son débiles cuando parpadea con unas nuevas, cuando
destelle esta marca.
esta marca.
Vuelva a medir otra vez.
Presión sanguínea inestable debido al
Quédese muy tranquilo
movimiento durante la medición.
durante la medición.
Los valores sistólico y diastólico seencuentran dentro de 10 mmHg.
El valor de presión no ha aumentado
durante la inflación.
Coloque el brazaletecorrectamente, y vuelva a
El brazalete no está colocado
medir otra vez.
correctamente.
BATERÍA BAJAERROR DE VISUALIZACIÓN DEL IMPULSOEl pulso no se ha detectado
correctamente.
Error interno del monitor de presiones
sanguíneas

Extraiga las pilas, presione elbotón START y acontinuación vuelva a colocar
las pilas. Si el error sigue
apareciendo, póngase en
contacto con su distribuidor.

El emparejamiento no se ha realizado
correctamente.

Extraiga las pilas y vuelva
a instalarlas.
A continuación, intente denuevo el emparejamiento.

Emparejamiento en curso.
Emparejamientoo finalizoado.

Español 7

Uso del monitor
Paso 2

Instalación/Cambio de las pilas
1. Retire la cubierta de pilas.

2. Retire las pilas usadas e inserte las nuevas enel compartimiento tal como se describe,
respetando las polaridades (+) y (-) de las pilas.
3. Cierre la cubierta de pilas.
Utilice solo las pilas LR6, R6P o AA.

Paso 1
Paso 2

Paso 3

PRECAUCIÓN
Coloque las pilas en el compartimiento de las pilas, tal como se muestra
en la figura. Si se instalan incorrectamente, el aparato no funcionará.
Cuando la marca(marca de PILAS GASTADA) aparece en la pantalla, reemplace todaslas pilas por nuevas. No mezcle pilas viejas con nuevas, dado que esto puede acortar lavida útil de las mismas o causar un mal malfuncionamiento del aparato.
Sustituya las pilas al menos dos segundos después de que se apague el aparato.
(marca de PILAS GASTADA) aparece incluso después de sustituir las pilas, realice
Si la marca
una medición de la presión sanguínea. El aparato podría entonces reconocer las pilas nuevas.
La marca(marca de PILAS GASTADA) no aparece cuando las pilas están totalmete agotadas.
La vida útil de las pilas varía con la temperatura ambiente y puede acortarse atemperaturas bajas. Por lo general, cuatro pilas LR6 nuevas duran
aproximadamente un año si se usan para realizar mediciones dos veces al día.
Use solamente las pilas especificadas. Las pilas suministradas con el aparato son para
probar el funcionamiento del monitor y pueden tener una vida útil más corta.
Retire las pilas cuando no vaya a usar el aparato durante un período prolongado.
Las pilas pueden tener fugas y causar un malfuncionamiento.

Conexión de la manguera de aire
Inserte firmemente el tapón del conectorde aire en el zócalo de aire.

Manguera de aire
Tapón del conectorde aireZócalo de aire

Conexión del adaptador de CA

Inserte el enchufe del adaptador de
Enchufe adaptador de CA
CA en el jack de CC. A continuación,
inserte el adaptador de CA en una
Jack de CC
toma de corriente.
Utilice el adaptador de CA
especificado.(Véase página 20.)
Cuando desconecte el adaptador de CA
de la toma de corriente, agarre elarmazón del adaptador de CA y tire deél para extraerlo de la toma de corriente.
Cuando desconecte el enchufe del adaptador de CA del monitor de presiones
sanguíneas, agarre el enchufe del adaptador de CA y tire de él para extraerlo del monitor.
Español 8

Uso del monitor
Función inalámbrica
PRECAUCIÓN
En el improbable caso de que este monitor provoque interferencias de ondas de radio en
otra estación inalámbrica, cambie la ubicación del monitor o deje de utilizarlo
inmediatamente.
Utilice el monitor en un lugar donde haya una buena visibilidad entre los dos dispositivos
que desea conectar. La distancia de conexión se ve reducida por la estructura de losedificios u otros obstáculos. En especial, la conexión podría resultar imposible si los
dispositivos se utilizan a ambos lados de una estructura de hormigón armado.
No utilice la conexión Bluetooth® dentro del radio de acción de una LAN inalámbrica
u otros dispositivos inalámbricos, cerca de dispositivos que emitan ondas de radio(como hornos microondas) o en lugares donde haya muchos obstáculos o donde lafuerza de la señal sea débil. Si lo hace, ello podría causar una pérdida frecuente de laconexión, velocidades de comunicación muy lentas y errores.
El uso del monitor cerca de un dispositivo de LAN inalámbrica IEEE802.11g/b/n podría
provocar interferencias mutuas, reduciendo la velocidad de comunicación o impidiendo laconexión.
Si esto sucede, desconecte la alimentación del dispositivo que no se esté usando o bienutilice el monitor en un lugar diferente.
Si el monitor no se conecta con normalidad cuando se utiliza cerca de una estación
inalámbrica o una estación de radiodifusión, utilícelo en un lugar diferente.
A&D Company, Limited no se hace responsable de los daños sufridos debido a un
funcionamiento incorrecto o pérdida de datos, etc. derivados del uso de este producto.
No se garantiza que este producto pueda conectarse con todos los dispositivos
compatibles con Bluetooth®.

Transmisión Bluetooth®

Este producto está equipado con una función inalámbrica Bluetooth® ypuede conectarse con los dispositivos Bluetooth® indicados a continuación.

 Dispositivos certificados por Continua
 iPhone, iPad, iPod (iPhone 4S o superior) Aplicaciones y dispositivos compatibles con Bluetooth 4.0.
Cada dispositivo necesita una aplicación para recibir datos.
Para obtener información sobre los métodos de conexión, consulte el
manual del dispositivo correspondiente.
Un dispositivo Bluetooth® tiene la marca dellogotipo de Bluetooth® impresa en él.
Un dispositivo que ha sido certificado por
Continua muestra este logotipo.
Para conectarse con su dispositivo móvil descárguese e instale la aplicación“A&D Connect”:
Siga las instrucciones de la aplicación para conectarse.
Español 9

Uso del monitor
Emparejamiento

Un dispositivo Bluetooth® necesita emparejarse con otro dispositivo específico
para poder comunicarse con él. Si este monitor se empareja con un dispositivo
receptor desde el principio, los datos de medición se transmitiránautomáticamente al dispositivo receptor cada vez que se realice una medición.

Precauciones relativas al emparejamiento
Solo puede emparejarse de una vez un dispositivo con el monitor.
Si el dispositivo receptor no puede recibir los datos de medición, intente
realizar el emparejamiento de nuevo.
Si se empareja otro dispositivo receptor, el primer dispositivo sedesemparejará para permitir que se empareje el nuevo.
Siga los pasos indicados a continuación para emparejar el monitor con un
dispositivo receptor compatible con Bluetooth®. Asimismo, consulte el
manual del dispositivo receptor. Utilice el asistente de emparejamiento si
está disponible.
Procedimiento de emparejamiento
1.

Siga las instrucciones indicadas en el manual del dispositivo receptor para
ponerlo en estado emparejable. Cuando vaya a emparejar el monitor con eldispositivo receptor, coloque ambos lo más cerca posible el uno del otro.

2.

Instale las pilas o conecte el adaptador de CA tal
como se describe en la página 8.
Mantenga pulsado el botón START hasta que sevisualice “pr”.
El monitor permanecerá durante aproximadamente
un minuto en un estado que le permitirá ser detectado
por el dispositivo receptor.

3.

El monitor indica “end” para señalar que elemparejamiento ha finalizado.

4.

Si se visualiza “err10” o el emparejamiento no se realiza correctamente,extraiga las pilas o desconecte el adaptador de CA e intente seguir denuevo los pasos 1-3.

5.

Siga las instrucciones indicadas en el manual del dispositivo receptor
para buscar el monitor, seleccionarlo y emparejarlo con él.

Español 10

Uso del monitor
Distancia de comunicación
La distancia de comunicación entre el monitor y el dispositivo receptor esde unos 10 m.
Esta distancia se ve reducida por las condiciones del entorno circundante;
por tanto, compruebe que la distancia sea lo suficientemente corta para que
pueda establecerse una conexión una vez finalizada la medición.
Transmisión de datos almacenados temporalmente
Si por alguna circunstancia el dispositivo receptor no puede recibir los datos
de medición, estos datos se almacenan temporalmente en la memoria delmonitor. Los datos almacenados en la memoria se transmiten la próxima vez
que se establece correctamente una conexión con el dispositivo receptor.
Pueden almacenarse un total de 30 conjuntos de datos de medición. Si se
almacenan más de 30 conjuntos de datos, se eliminan los datos másantiguos y se almacenan los datos nuevos.
El volumen de datos que puede almacenarse temporalmente varía en
función de la aplicación.
Fecha y hora
Este monitor tiene un reloj integrado. La fecha y la hora en que se realizó una
medición se incluyen en los datos de medición.
El reloj integrado está diseñado para ajustarse automáticamente mediante su
sincronización con el reloj de un dispositivo receptor. Consulte las
especificaciones del dispositivo receptor.
Este monitor no dispone de una función de ajuste del reloj.

Español 11

Uso del monitor
Selección del brazalete correcto

La selección de un brazalete de tamaño correcto es importante para la lectura
correcta. Si el brazalete no es de tamaño correcto, la lectura puede indicar un
valor incorrecto de la presión sanguínea.
El tamaño del brazo está impreso en cada brazalete.
El índicey el gama adecuada de colocación del brazalete le indicarán, si el brazaleteestá colocado correctamente. (Refiérase a "Símbolos impresos en el brazalete".)Si el índice
se encuentra fuera de la gama, póngase en contacto con el distribuidor
local para adquirir el brazalete de reemplazo.
El brazalete es un producto consumible. Si se deteriora, adquiera uno nuevo.
Tamaño del brazo
31 cm a 45 cm
22 cm a 32 cm

Tamaño del brazalete recomendado
Brazalete grande de adulto
Brazalete de adulto

Nº de catálogo
CUF-F-LA
CUF-F-A

Tamaño del brazo: La circunferencia del brazo en el punto medio entre el hombro y el codo.
Nota:Modelo UA-651BLE no se ha diseñado para usar un brazalete pequeño de adulto.

Símbolos impresos en el brazalete
Función/Significado

SímbolosAcción recomendada
Ajuste la marcaen la arteriadel brazo o de forma alineadacon el dedo anular en la parteinterior del brazo.

Marca de posición de la arteria▲ÍndiceREF

Número de catálogo

Rango de colocación adecuado para el
brazalete de adulto.
Se encuentra impreso en el brazalete deadulto.
Rango para la utilización del brazalete Utilice el brazalete grande de
grande de adulto.
en lugar del brazalete deRango grande impreso en el brazalete de adulto
adulto.

adulto.

Rango de colocación adecuado para el
brazalete grande de adulto.
Se encuentra impreso en el brazalete
grande de adulto.

Rango pequeño impreso en el brazalete deadultoRango para la utilización del brazalete de adulto. Utilice el brazalete de adulto en
lugar del brazalete grande de
Se encuentra impreso en el brazalete
adulto.
grande de adulto.
Número de loteRango de colocación

Brazalete grande de adulto
Rango de colocación

Brazalete de adulto
Español 12

Uso del monitor
Cómo colocar el brazalete

1. Coloque el brazalete alrededor del brazo,
unos 1-2 cm por encima de la parteinterior del codo, tal como se muestra en
la figura. Coloque el brazalete encontacto directo con la piel, dado que laropa puede causar un pulso débil yprovocar error de medición.

Evite que la manga quededemasiado apretada al remangarse.
Brazalete

1-2 cmMarca deposición de la arteria

2. Asimismo, la constricción del brazo,
causada al remangarse la manga
apretada, no permitirá lecturas correctas.

Abroche bien el cierre develcro.
Manguerade airese encuentre
3. Confirme que el índicedentro de la gama de buen estado.
Índicey rango de colocación

Para efectuar mediciones correctas
Tenga en cuenta lo siguiente para una óptima precisión en la medición de la tensión
arterial:
Siéntese cómodamente en una silla. Apoye su brazo sobre la mesa. No cruce laspiernas. Mantenga los pies en el suelo y enderece la espalda.
Relájese durante unos 5 a 10 minutos.
Coloque el centro del brazalete a la misma altura que su corazón.
Permanezca quieto y en silencio durante la toma de la presión.
No efectúe la medición inmediatamente después de un ejercicio físico o baño.
Descanse unos 20 ó 30 minutos antes de la medición.
Trate de medir su tensión arterial a la misma hora todos los días.

Medición
Durante la medición, es normal que se sienta el brazalete muy apretada (no se
alarme por esto).

Después de la medición
Después de la medición, presione el botón START para desconectar la
alimentación. Retire el brazalete y registre sus datos de medición.
Nota:

El aparato cuenta con la función de desconexión automática de laalimentación, que desconecta la alimentación automáticamente un minuto
después de la medición.
Deje que transcurran por lo menos tres minutos entre mediciones de lamisma persona.
Español 13

Mediciones
Antes de la medición, lea “Notas para mediciones correctas” en la página
siguiente.

Medición normal
1.

2.

Coloque el brazalete en su brazo (brazo
izquierdo preferiblemente).
Siéntese tranquilamente durante la medición.
Presione el botón START .
Aparecen brevemente todas las secciones de lapantalla. A continuación, parece cero (0)parpadeando brevemente. Luego la indicación dela pantalla cambia como se muestra en la figura
derecha, al comenzar la medición. El brazalete
comienza a inflarse.
Es normal que elbrazalete apriete fuertemente. Se visualiza elindicador de barra de presión durante la inflación,
como se muestra en la figura derecha.
Nota:

3.

Al término de la inflación del brazalete, ladeflación comienza automáticamente y lamarca(marca de corazón) parpadea
indicando que la medición está en curso. Unavez detectado el pulso, esta marca parpadeará
coincidiendo con el latido del corazón.
Nota:

4.

5.

Si desea detener el inflado en cualquier
momento, presione el botón START
nuevamente.

Si no se obtiene una tensión apropiada, el
aparato empieza nuevamente el inflado
automáticamente.

Al término de la medición, se visualizan laslecturas de las tensiones sistólica y diastólica yfrecuencia del pulso. El brazalete expulsa elaire remanente y se desinfla completamente.
Presione el botón START
apagar el aparato.

nuevamente para

Nota: UA-651BLE tiene una función dedesconexión automática de la alimentación.
Deje que transcurran por lo menos tres
minutos entre mediciones de la misma
persona.

Español 14

A nivel delcorazón
Botón START .

Aparecen brevemente
todas las secciones
de la pantalla

Aparece ceroComienza la
inflación

Presionamiento

Medición
progresiva

Presión sistólica
Presión diastólica
Frecuencia del pulso

Evacuación automática
del aire remanente.

Mediciones
Medición con la presión sistólica deseada
El modelo UA-651BLE está diseñado para detectar el pulso, inflando
automáticamente el brazalete hasta el nivel de presión sistólica.
Si la represurización se produzca de forma repetida o si su presión sistólica
excede 230 mmHg, siga este procedimiento.

1.

Coloque brazalete en el brazo (brazo izquierdo
preferiblemente).

2.

Presione el botón START .

3.

Mientras el cero parpadea, mantengapresionado el botón START hasta
que aparezca un número unos 30 a 40
mmHg más alto que su presión sistólica.

4.

A nivel del corazón
Presione

Suelte el botón START , al alcanzar elvalor deseado, ya que la medición
comenzará. Luego continue la medición
de su presión sanguínea como se
describe en la página anterior.

Notas para mediciones correctas

Mantenga presionado
Inflación en progreso
SuelteLa presión deseada
Para la medición, refiérase
a la página anterior.

Siéntese cómodamente. Coloque el brazo sobre una mesa con la palma hacia
arriba y el brazalete al mismo nivel que el corazón.
Relájese por unos cinco o diez minutos antes de iniciar la medición. Si seencuentra agitado o deprimido debido a un estrés emocional, la medición
reflejará este estrés con una lectura mayor (o menor) que la de su tensión arterial
normal y la lectura del pulso generalmente será más rápida que la normal.
La tensión arterial de una persona varía constantemente, dependiendo de lo
que está haciendo y lo que ha comido. Lo que tome podrá tener un efecto muy
fuerte y rápido sobre su tensión arterial.
Las mediciones de este aparato se basan en el latido del corazón. Si usted tiene
un latido muy débil o irregular, este aparato puede tener dificultad en determinarsu tensión arterial.
En caso de que el aparato detecte una condición anormal, el mismo detendrá
la medición e indicará un símbolo de error en la pantalla. Vea la página 7 parala descripción de los símbolos.
Este aparato está diseñado para su uso en adultos. Consulte con su médico
antes de usar este aparato en un niño. Un niño no debe usar este aparato sin la
atención de un adulto.
El rendimiento del tensiómetro automático puede verse afectado por temperatura
y humedad excesivas o por la altitud.
Español 15¿ Qué es el indicador de LI/FibA?
Si el monitor detecta un ritmo irregular durante las mediciones, aparecerá elindicador LI/FibA en la pantalla con los valores de medición.
Nota: Le recomendamos que consulte a su médico si ve el símbolo
LI/FibA con frecuencia.

¿A qué hace referencia FibA?
El corazón se contrae debido a corrientes eléctricas que surgen de él y envía
sangre por todo el cuerpo. La fibrilación auricular (FibA) se produce cuando
las corrientes eléctricas del atrio se confunden y ocasionan alteraciones en losintervalos del pulso. La FibA puede ocasionar estancamientos de sangre en elcorazón, lo que podría producir fácilmente coágulos de sangre, una de lascausas de las apoplejías y los infartos de corazón.

Indicador de barra de presión
El indicador monitoriza el progreso de la presión durante la medición.
Presurizando

Inflación en progreso

Liberando aire

Medición en progreso
Se hacompletado la inflación

Español 16

Aspectos sobre la tensión arterial¿Qué es la tensión arterial?
La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de lasarterias. La tensión sistólica ocurre cuando el corazón se contrae, y la tensión
diastólica ocurre cuando el corazón se expande. La presión sanguínea se mide
en milímetros de mercurio (mmHg). La presión arterial de una persona está
representada por la tensión fundamental, que es la que se mide primero en la
mañana cuando la persona está aún descansada y antes de tomar alimentos.

¿Qué es la hipertensión y cómo controlarla?
La hipertensión es la tensión arterial anormalmente alta, si no se corrige, puedecausar muchos problemas de salud, incluyendo ataques al corazón y apoplejía.
La hipertensión puede controlarse cambiando el estilo de vida, evitando el estrésy con medicamentos bajo la supervisión de un médico.
Para evitar la hipertensión o para mantenerla bajo control:

No fume.
Reduzca la ingestión de sal y grasa.
Mantenga un peso apropiado.

Haga ejercicios con regularidad.
Sométase a exámenes físicos con
regularidad.

¿Por qué debe medirse la tensión arterial en la casa?
La medición de la tensión arterial en una clínica o un consultorio médico
puede causar temor y, por lo tanto producir una lectura elevada, de 25 a 30
mmHg mayor que la medida en la casa. La medición en casa reduce losefectos de influencias externas sobre las lecturas de tensión arterial,
complementa las lecturas del médico y proporciona un historial más completo y
exacto de la tensión arterial.

Clasificación de tensión arterial según la OMS
OMS ha establecido las normas
para la evaluación de la tensión
arterial, tal como se muestra en el
gráfico.

Variaciones de tensión
arterial
La tensión arterial de una persona
varía considerablemente en basediaria y estacional. La misma puede variar en 30 a 50 mmHg dependiendo dediversas condiciones durante el día. En personas hipertensas, estas variaciones son
aun más notables. La tensión arterial normalmente se eleva cuando se está
trabajando o jugando y baja a sus niveles más bajos al dormir. Por lo tanto, no se
preocupe demasiado de los resultados de una sola medición.

Español 17

Mídase la tensión arterial a la misma hora
todos los días usando el procedimiento
descrito en este manual y tenga conocimientode su tensión normal. Lecturas múltiples
proporcionarán un historial de tensión arterial
más completo. Asegúrese de anotar la fecha yhora al registrar su tensión arterial. Consulte
con su médico para interpretar los datos de su
tensión arterial.

Localización y corrección de fallos
Problema
No aparece nada
en la pantalla, aun
cuando se conecta
la alimentación.

El brazalete no se
infla.

Causa probable
Las pilas se han agotado.
Los terminales de las pilas no
están en posición correcta.
El voltaje de las pilas están bajos.
Parpadea la marca(marcade PILAS GASTADA).
Si las pilas están agotadas
completamente, no aparece esta
marca.
El brazalete no está ajustado
debidamente.

Acción recomendada
Reemplace todas las pilas por
otras nuevas.
Coloque las pilas con sus
terminales negativo y positivo
coincidiendo con los indicados
en el brazalete.
Reemplace todas las pilas por
otra nuevas.

Ajuste el brazaletecorrectamente.
Asegúrese de mantenerse muy
Movió su brazo o cuerpo durante
quieto y en silencio durante lala medición.
medición.
El aparato no mide
Siéntese cómodamente yla presión arterial.
manténgase quieto. Coloque el
Las lecturas son
El brazalete no está posicionado
brazo sobre una mesa con lademasiado altas ocorrectamente.
palma hacia arriba y el brazaletedemasiado bajas.
al mismo nivel que el corazón.
Si el latido de su corazón es
muy débil o irregular, el aparato
tendrá dificultad en determinarsu tensión arterial.
El valor se diferencia al medido
Consulte el capitulo 3, ¿Poren una clínica o un consultorio
qué debe medirse la tensión
médico.
arterial en la casa?
Otros
Retire las pilas. Colóquelas
nuevamente de forma correcta
e intente la medición
nuevamente.
Nota: Si las acciones descritas anteriormente no solucionan el problema, póngase en
contacto con su distribuidor. No abra el aparato ni intente repararlo, ya que
cualquier intento de reparación invalidará la garantía.
Español 18

Mantenimiento
No abra el aparato, ya que éste contiene componentes eléctricos delicados
y una unidad de aire compleja que podrían dañarse. Si no puede solucionar
el problema aplicando las instrucciones de localización y corrección deaverías, solicite el servicio de reparación a su proveedor o al grupo deservicio de A&D. El grupo de servicio de A&D proveerá información técnica,
repuestos y unidades a los proveedores autorizados.
Este aparato está diseñado y fabricado para una vida de servicio
prolongada. No obstante se recomienda someter el monitor a la inspección
cada 2 años a fin de asegurar el funcionamiento y la presión adecuadas.
Sírvase ponerse en contacto con su distribuidor autorizado o A&D para su
mantenimiento.

Datos técnicos
Tipo:
Método de medición:
Gama de medición:

Precisión de medición:
Alimentación:
Número de mediciones:

Clasificación:

Prueba clínica:
EMC:
Comunicación inalámbrica

UA-651BLE
Medición oscilométrica
Tensión:0 a 299 mmHg
Tensión sistólica: 60 a 279 mmHg
Tensión diastólica: 40 a 200 mmHg
Pulso:
40 a 180 latidos/minuto
Tensión:±3 mmHg
Pulso:±5%
4 pilas de 1,5V (LR6, R6P o AA) o
un adaptador de CA (TB-233C) (No incluido)
Aprox. 700 veces
LR6 (pilas alcalinas)
Aprox. 200 veces
R6P (pilas de manganeso)
Con valor de presión de 180 mmHg a temperatura
ambiente de 23°C
Equipo ME alimentado internamente (suministrado porpilas) /Clase II (suministrado por adaptador)
Modo de operación continuo
De acuerdo con ISO81060-2: 2013
IEC 60601-1-2: 2014
VZ (MURATA Manufacturing Co. Ltd.)
Bluetooth Ver.4.0LEO BLP
Banda de frecuencias: de 2402 MHz a 2480 MHz
Potencia de salida de RF máxima: 1,6 dBm

Modulación: GFSK

Condiciones ambientales de funcionamiento:
Temperatura de +10 a +40 °C / RH de 15 a 85 % /de 800 a 1060 hPa
Condiciones de transporte / almacenamiento
Español 19

Dimensiones:
Peso:
Pieza aplicada
Vida útil
Protección de admisión
Accesorio:
Adaptador de CA

Temperatura de -20 a +60 °C / RH de 10 a 95 % /Presión de 700 a 1060 hPa
Aprox. (96 [An] x 68 [Al] x 130 [Pr] mm
Aprox. 250 g, excluyendo las pilas
Brazalete Tipo BF
Aparato: 5 años (cuando se usa seis veces al día)
Brazalete: 2 años (cuando se usa seis veces al día
Adaptador de CA: 5 años (cuando se usa seis veces al día)
Aparato: IP20
El adaptador se conecta a la fuente de alimentación
casera.

Accesorio: Adaptador de CA, El adaptador se conecta a la fuente de alimentación
modelo TB-233C
casera. Sírvase tener contacto con la agencia A&D
local para comprarlo.
Es necesario inspeccionar o sustituir el adaptador CA
periódicamente.
Símbolos impresos en el adaptador de CA
SímbolosFunción / Significado
Solo para uso en interiores
Aparato Clase II
Fusible térmico
FusibleEtiqueta de la directiva CE
Etiqueta de homologación EAC
Polaridad del enchufe del adaptador de CA
Accesorios vendidos por separado
Brazalete
Nº de catálogo
Tamaño del brazalete
CUF-F-LA
Brazalete grande de adulto
CUF-F-A
Brazalete de adulto
Adaptador de CA
Nº de catálogo
TB-233C

Tamaño del brazo
31 cm a 45 cm
22 cm a 32 cm

Clavija
Tipo C

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
La clasificación IP hace referencia a los grados de protección otorgados por losmateriales contenedores según la norma CEI 60529. Este dispositivo está
protegido contra objetos extraños sólidos de 12 mm de diámetro y más, por
ejemplo, un dedo. Este dispositivo no está protegido contra el agua.

Español 20

A&D Company, Ltd.
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands
Tel: [31] (70) 345-8570
Fax: [31] (70) 346-7299
A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY
United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131,
Telephone: [1] (408) 263-5333 Fax: [1] (408)263-0119

U.S.A.

A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS

OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd 爱安德技研贸易（上海）有限公司
中国 上海市浦东新区浦东大道138号永华大厦21楼A室 邮编200120( 21F Room A, Majesty Building, No.138 Pudong Avenue, Pudong New Area, Shanghai, 200120, China )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED( 509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India ): 91-124-4715555: 91-124-4715599