Svenska (översättning)

Registreringsenhet tillambulatorisk blodtrycksmätare

Ambulatorisk blodtrycksmätare

1WMPD4003699B

2201

2017 A&D Company, Limited. Med ensamrätt.
Ingen del av denna publikation får återskapas, överföras,transkriberas eller översättas till något språk, i någon form ellerpå något sätt, utan skriftligt tillstånd från A&D Company, Limited.
Innehållet i den här manualen och specifikationerna för
instrumentet som bruksanvisningen gäller kan, i förbättringssyfte,komma att ändras utan föregående meddelande.
Ordmärket Bluetooth® och tillhörande logotyper är registrerade
varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av A&D
under licens.
Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Efterlevnad
Efterlevnad av EU-direktiv
Enheten efterlever direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter.
Detta visas av CE-märkningen samt referensnumret från anmält organ.
Enheten efterlever RoHS-direktiv 2011/65/EU.
Enheten efterlever direktiv 2014/53/EU om radioutrustning.
A&D Company, Limited försäkrar härmed att enheten efterlever direktiv
2014/53/EU om radioutrustning.
Hela texten i EU-försäkran finns att tillgå via följande webbadress:
https://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Efterlevnad av FCC-regler
Enheten efterlever del 15 av FCC-reglerna. Dess drift lyder under
följande två villkor: (1) Enheten kan orsaka skadliga störningar och (2)enheten måste kunna hantera alla mottagna störningar, inbegripet
störning som kan medföra oönskad drift. (FCC = Federal
Communications Commission i USA.)

FCC-VARNING
Förändringar och modifieringar som inte uttryckligen godkänts av
den efterlevnadsansvarige kan upphäva användarens tillstånd att
använda utrustningen. Sändaren får inte placeras intill eller användas
tillsammans med någon annan antenn eller sändare. Utrustningen
uppfyller FCC:s gränser för strålningsexponering som anges
för en okontrollerad miljö och uppfyller FCC-riktlinjer för
radiofrekvensexponering (RF). Utrustningen har mycket låganivåer av radiofrekvent energi som betraktas uppfylla den
specifika absorptionsnivån (SAR) utan tester.
TM–2441iEfterlevnad av IC-regler
Den här enheten uppfyller kraven i Industry Canadas licensundantag
för RSS-standarder. Dess drift lyder under följande två villkor: (1)enheten får inte orsaka störningar, och (2) denna enhet måste
acceptera störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad
drift av enheten.
Utrustningen uppfyller IC:s gränser för strålningsexponering som
anges för en okontrollerad miljö och uppfyller RSS-102 i IC:sexponeringsregler för radiofrekvens (RF). Utrustningen har mycketlåga nivåer av radiofrekvent energi som betraktas uppfylla den
specifika absorptionsnivån (SAR) utan tester.

Efterlevnad av Australiens EMD-ramverk
Enheten uppfyller följande krav:
EMD-emissionsstandard för utrustning inom industri, vetenskap och
medicin AS/NZS 2064:1997, EMD generisk immunitetsstandard
AS/NZS 4252. 1:1994. Det förutnämnda visas av C-Tick-etiketten.

Bluetooth®-överföring
Enheten är utrustad med en trådlös Bluetooth-funktion och kan
anslutas till Bluetooth-enheter som är medicinska produkter med
stöd för Bluetooth.
Applikationer och enheter som är kompatibla med Bluetooth 4.1.
Varje enhet behöver en applikation för att ta emot data.

ii

Varningsdefinitioner
För att förebygga olyckor på grund av felaktig hantering innehåller
denna produkt och dess manual följande varningsskyltar och
varningssymboler.
Dessa varningsskyltar och varningssymboler har följande betydelser.

Varningsdefinitioner
Fara

En omedelbart farlig situation som, om den inte undviks,
kommer att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

Varning

En potentiellt farlig situation som, om den inte undviks,
kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
En potentiellt farlig situation som, om den inte undviks,

Försiktighet kan leda till lindriga eller måttliga personskador. Den kanockså användas som varning för osäker hantering.

Symbolexempel
Symbolenanger ”Försiktighet”. Försiktighetsorsaken
beskrivs via text eller bild inuti eller i närheten av symbolen.
Exemplet anger försiktighet gällande elektrisk stöt.
Symbolenanger ”Gör ej”. Den förbjudna åtgärden beskrivs
via text eller bild inuti eller i närheten av symbolen.
Exemplet anger ”Får ej demonteras”.
Symbolenanger en obligatorisk åtgärd. Den obligatoriskaåtgärden beskrivs via text eller bild inuti eller i närheten av
symbolen. Exemplet anger en allmän obligatorisk åtgärd.

ÖvrigtObs!

Ger användaren användbar information om användning av
enheten.

Försiktighetsåtgärder för alla åtgärder beskrivs i den här manualen.
Läs bruksanvisningen innan du använder enheten.
iii

Försiktighetsåtgärder vid användning
Vid användning av TM-2441 (registreringsenheten för ambulatorisk
blodtrycksmätare) ska följande försiktighetsåtgärder läsas noggrant
innan mätaren används. Följande innehåll sammanfattar allmännafrågor gällande patient- och användarsäkerhet och även säker
hantering av mätaren. Försiktighetsåtgärder för alla åtgärder beskrivs iden här manualen. Läs bruksanvisningen innan du använder enheten.
1. Försiktighetsåtgärder när registreringsenheten används och
förvaras.

Fara
Se till att hålla registreringsenheten borta från utrymmen där
det finns brandfarliga anestetika eller gaser, högtryckskamrar
med syrgas eller syrgastält. Om registreringsenheten används
i dessa utrymmen kan det orsaka explosion.
Använd inte registreringsenheten tillsammans med ett system
för magnetisk resonanstomografi (MRT).

Försiktighet
I syfte att upprätthålla enhetens funktioner och kapacitet ska
följande miljöförhållanden beaktas när registreringsenheten
används och förvaras. Registreringsenhetens prestanda kanpåverkas av extrema temperaturer, luftfuktighet och altitud.
Undvik platser där registreringsenheten kan utsättas för
vattenstänk.
Undvik platser med hög temperatur, hög luftfuktighet, direkt
solljus, damm, salt och svavel i luften.
Undvik platser där registreringsenheten kan välta, utsättas för
vibrationer eller slag (även under transport).
iv

Försiktighet
Undvik platser där kemikalier förvaras eller där det finns gas.
Driftförhållanden:
Temperatur:+10 °C till +40 °C,
Luftfuktighet: 30 % RH till 85 % RH (icke-kondenserande).
Transport- och förvaringsförhållanden:
Temperatur:-20 °C till +60 °C,
Luftfuktighet: 10 % RH till 95 % RH (icke-kondenserande).
2. Försiktighetsåtgärder innan registreringsenheten används.

Försiktighet
Bekräfta att registreringsenheten fungerar säkert och korrekt.
När registreringsenheten används samtidigt som/tillsammans
med andra enheter kan det medföra felaktiga diagnoser eller
säkerhetsproblem. Bekräfta att enheterna kan anslutas på ett
säkert sätt.
Kontrollera om det uppstår ömsesidiga störningar med andra
medicintekniska produkter. Bekräfta att registreringsenheten
kan användas på korrekt sätt.
Använd tillbehör, valbara alternativ och förbrukningsvaror som
anges av A&D.
Läs tillbehörens medföljande bruksanvisningar noggrant.
Dess försiktighetsanvisningar och varningar ingår inte i den
här manualen.
Utför inspektion av registreringsenheten innan den används,för att säkerställa säker och korrekt användning.
Låt registreringsenheten vara i normalt driftläge en timme eller
mer före användning och slå på den.
Anslut endast den dedikerade kringutrustningar till USBkontakten. Anslut inte några andra enheter.
Anslut inga manschetter som inte är en manschett godkänd
av A&D till luftanslutningen.
v

Förberedelse av registreringsenheten
Ta bort alla de senast lagrade data från registreringsenheten innanden används på nästa patient.
Byt ut batterierna innan registreringsenheten används på nästa patient.
Enhet
Registreringsenheten får endast används i diagnos- och åtgärdssyfte.
Säkerställ att luftslangen och manschetten sitter korrekt. (Exempel: om
luftslangen är böjd eller sträckt och manschettens riktning.)
Anvisningar till patienten som bär enheten
Informera patienten om hur man ställer om AUTO -omställaren
till ”OFF” för att stoppa registreringsenheten när ett fel inträffar ochpatienten är ensam.
Informera patienten om hur denne snabbt tar av sig
registreringsenheten vid smärta eller om andra problem uppstår.
Var försiktig när registreringsenheten används i närheten av barn eller
spädbarn, eftersom det föreligger fara för oavsiktlig strypning med
luftslangen.
3. Försiktighetsåtgärder för batterier som används för
blodtrycksmätning.

Försiktighet
Sätt i batterierna i enlighet med polsymbolerna ”+” och ”-” somanges inuti batteriluckan. (Observera polariteterna)
Byt alltid ut båda batterierna samtidigt.
Ta ur batterierna när registreringsenheten inte ska användas underen lång period. Batterierna kan läcka och orsaka funktionsfel.
Använd två alkaliska batterier (AA-storlek) eller angivna
laddningsbara batterier (Ni-MH, AA-storlek).
Tryck och håll ned ”-”-fjäderplintarna med batteriet. Skjut sedanin och sätt fast batteriets ”+”-pol mot ”+”-sidan i batterifacket.
Om batteriet sätts i mot ”+”-sidan först kan batteriluckan skadas.
viFörsiktighet
Vidrör inte batteriet och patienten samtidigt. Detta kan medföra
elektrisk stöt.
Blanda inte gamla och nya batterier. Använd inte batterier av
olika typ eller från olika tillverkare. Sådan användning kan orsaka
läckage, värmealstring och explosion. Registreringsenheten kan
få ett funktionsfel.
4. Försiktighetsåtgärder under användning.

Fara
Använd inte registreringsenheten under tiden som du kör bileller andra fordon.
Exempel: Registreringsenheten kan hindra kropps- ocharmrörelser när fordon osv. körs.

Varning
Den här medicintekniska produkten får endast användas av
en läkare eller person som är behörig enligt lag. Beskriv denkorrekta användningen för patienten och säkerställ att hen harförmåga att avbryta mätningen om problem uppstår.
Använd inte mobiltelefoner nära registreringsenheten(mindre än 30 cm). Det kan leda till fel.

Försiktighet
Avbryt användning av registreringsenheten och ställ AUTO omställaren till ”OFF” om patienten känner smärta i sin arm ellerom mätningen inte är korrekt.
Registreringsenheten får inte användas inom starka magnetiska
eller elektriska fält.
Registreringsenheten får inte användas av en patient som
använder sig av hjärt-lungmaskin.
vii

Obs!
Anvisningar till patient
Om temperaturen är låg reduceras batterikapaciteten och antalet
mätningar som kan utföras blir färre.
5. Försiktighetsåtgärder efter att registreringsenheten har använts.

Försiktighet
Bearbeta mätdata
Se till att omedelbart bearbeta mätdata med den dedikerade
kringutrustningen.
Registreringsenhet
Rengör, sortera och förvara tillbehören.
Rengör registreringsenheten för nästa mätning.
Ställ AUTO -omställaren till ”OFF”. Om du låter AUTO omställare vara ”ON” så inleds den automatiska mätningens
luftfyllning vid nästa mätningsstarttid, och manschetten eller
andra delar kan då skadas av uppblåsningen.
Ta ur batterierna ur registreringsenheten när den inte ska
användas under en lång period. Batterierna kan läcka ochskada registreringsenheten.
Undvik att låta ett barn själv använda registreringsenheten.
Placera inte registreringsenheten på en plats där ett spädbarn
kan nå den. Detta kan leda till olyckor eller skador.
Håll i kopplingshöljet när du ansluter eller kopplar bort kabeln.
Dra inte i kabeln.

viii

Obs!
Försiktighetsåtgärder efter att registreringsenheten har
använts (TM-2441)
Se till att omedelbart bearbeta mätdata med en dedikerad
kringutrustning när mätningen har slutförts.
Uppladdningsbart reservlitiumbatteri
Registreringsenheten har ett reservlitiumbatteri. Detta batteri
strömförsörjer den inbyggda klockan när AA-batterierna som
används för blodtrycksmätningar byts ut. Litiumbatteriet laddas
av AA-batterierna.
Förlänga reservbatteriets brukstid
Vid första användningstillfället eller när enheten har förvarats i enmånad eller längre ska du byta batterierna och ladda reservbatteriet.
Reservbatteriet behöver laddas i minst 48 timmar.
(Reservbatteriet laddas alltid av AA-batterierna.)
Sätt i två nya AA-batterier när batteriindikatorn visar.
När batteriindikatorn visar
är det inte möjligt att utföra
blodtrycksmätningar eller upprätta datakommunikation. Sätt i två
nya AA-batterier.
Ta ur batterierna för att skydda registreringsenheten frånvätskeläckage från ett batteri när registreringsenheten inte ska
användas på minst en månad.

ix

6. Åtgärder när ett fel har uppstått hos enheten

Varning
Stoppa användningen av enheten och ta ur AA-batterierna.
Om batteripolerna har kortslutits kan batterierna vara varma.
I händelse av ett fel kan registreringsenheten bli varm undermätning. Hantera den varsamt.
Sätt en varningsetikett där det står ”Felfunktion” eller ”Användej” på registreringsenheten. Kontakta din återförsäljare.
Stoppa omedelbart registreringsenheten när mätningstidenöverskrider 180 sekunder och lufttrycket överstiger 299 mmHg.
7. Försiktighetsåtgärder vid underhåll

Varning
Bekräfta att registreringsenheten fungerar säkert och korrekt när
den inte har använts under en lång period.
Utför en inspektion och underhåll innan enheten används för
att säkerställa korrekta och säkra mätningar. Användaren(sjukhuset, inrättningen o.s.v.) ansvarar för hanteringen av
medicinteknisk utrustning. Om inspektionen och underhållet
inte utförs på rätt sätt kan det medföra olyckor.

Försiktighet
Använd en torr, luddfri trasa när registreringsenheten torkas av.
Flyktiga ämnen såsom thinner och bensin får inte användas.
En våt trasa får inte användas.
Registreringsenheten (elektronisk medicinteknisk enhet) får inte
demonteras eller modifieras. Detta kan orsaka skador.

x8. Försiktighetsåtgärder och åtgärder vid felfunktion till följd av
starka elektromagnetiska fält

Försiktighet
Registreringsenheten uppfyller EMD-standard IEC60601-1-2:
2014. För att undvika elektromagnetisk störning från andra
enheter ska du dock inte använda mobiltelefoner i närheten av
registreringsenheten.
Om registreringsenheten är nära starka elektromagnetiska fält
kan störningar påverka vågformen och funktionsfel uppstå. Om
ett oväntat funktionsfel uppstår under användningen ska duundersöka den elektromagnetiska störningen och vidta lämpligaåtgärder.
Använd inte Bluetooth-koppling inom räckvidden för trådlöst LAN
eller andra trådlösa enheter som kan avge radiovågor som t.ex.
mikrovågsugnar, platser med många hinder eller på andra
platser där signalstyrkan kan vara låg. Detta kan medföra att
anslutningen ofta avbryts, mycket långsam kommunikation och
andra fel.

Försiktighet
Följande exempel anger vanliga orsaker till funktionsfel och deras
motsvarande åtgärder.
Användning av mobiltelefoner
Radiovågor kan orsaka oväntade funktionsfel.
Trådlösa kommunikationsenheter, enheter i hemmanätverk
såsom sladdlösa telefoner och andra typer av
kommunikationsenheter kan påverka registreringsenheten.
Därför måste de hållas på ett avstånd om minst 30 cm eller
mer från registreringsenhet.
xiFörsiktighet
Om det finns statisk elektricitet i användningsområdet
(urladdningar från enheter eller i omgivningen)Se till att både användare och patient är fria från all statisk
elektricitet innan registreringsenheten används.
Öka rummets luftfuktighet.
Användning i närheten av en trådlös LAN-nätverksenhet av
typ IEEE802.11g/b/n kan ge upphov till ömsesidiga störningar,
vilka kan medföra försämrad kommunikationshastighet ellersvårigheter att upprätta en anslutning. Om detta sker ska dustänga av strömmen till enheten som inte används, eller
använda registreringsenheten på en annan plats.

9. Miljöskydd

Försiktighet
Innan registreringsenheten kasseras ska du avlägsna
litiumbatteriet från registreringsenheten.

xii

Försiktighetsåtgärder för säker mätning
Det här avsnittet beskriver försiktighetsåtgärder för mätning och sensorn.
Informera patienten om följande innehåll och förklara det för dem. Vägled
patienten avseende den korrekta användningen av enheten.

Blodtrycksmätning

Varning
Se till att slangen inte är veckad och att luften flödar igen denkorrekt. Om en veckad luftslang används kan luften stängas ini manschetten, vilket kan stoppa blodflödet till armen.
Mät inte blodtrycket på en arm om patienten har följandetillstånd. Detta kan leda till en olycka eller förvärra skadan.
1) En arm som är skadad eller drabbad av sjukdom.
2) En arm som används för intravenöst dropp eller blodtransfusion.
3) En kroppsdel som shuntats för artificiell dialys.
4) Patienten har varit sängliggande under en längre tid(Föreligger risk för trombos.)

Försiktighet
Kontrollera patientens tillstånd om det förekommer
mätningsproblem. Enheten gissar att tillståndet försämras
bortom gränsen för mätning eller om en veckad luftslang hindrar
luftflödet på grund av att luftslangen är böjd.
Om blodtrycket mäts för ofta kan det leda till kroppsskador på
grund av störningar i blodflödet. Kontrollera att användningen av
enheten inte leder till långvarig försämring av blodcirkulationen
när enheten används upprepade gånger.
Blodtrycksmätningen kanske inte är korrekt om patienten lider
av kontinuerlig arytmi eller rör sig överdrivet mycket.
xiii

Försiktighet
Sätt manschetten i höjd med hjärtat. (Om höjden inteöverensstämmer med hjärtats position medför detta ett
fel i mätvärdet.)
Registreringsenheten reagerar på artefakter och stötar.
Om tvivelaktiga mätningsvärden föreligger ska blodtrycket
mätas med auskultation eller palpation.
Ett mätningsfel kan inträffa om manschettens omkrets intepassar patientens armomkrets.
Fyll inte manschetten med luft innan den har virats runt
patientens arm. Manschetten kan skadas eller brista.

Obs!
Blodtrycksmätningar kan orsaka underhudsblödning. Denna
underhudsblödning är temporär och försvinner med tiden.
Om patienten använder en hjärt-lungmaskin kan blodtrycket inte
mätas eftersom hjärtrytm saknas.
Blodtrycket kan inte mätas korrekt om patienten bär tjocka kläder.
Blodtrycket kan inte mätas korrekt om klädesplagg rullas upp och
klämmer armen.
Blodtrycket kan inte mätas korrekt om den perifera cirkulationen är
otillräcklig, blodtrycket är mycket lågt eller om patienten har hypotermi(orsakar otillräckligt blodflöde).
Blodtrycket kan inte mätas korrekt om patienten har frekvent
arytmi.
Blodtrycket kan inte mätas korrekt om manschettstorleken inte ärkorrekt.
Blodtrycket kan inte mätas korrekt om manschetten inte sitter i höjd
med hjärtat.
xiv

Obs!
Blodtrycket kan inte mätas korrekt om patienten rör på sig eller pratar
under tiden som mätningen utförs.
Kliniska studier har inte utförts med nyfödda spädbarn eller gravida
kvinnor.
Rådfråga läkare, innan mätningar utförs, om du har genomgått
masektomi.

Manschett

Varning
Kassera manschetter som är kontaminerade av blod för att
förhindra smittspridning av infektiösa bakterier.
Förvara inte manschetten hopvikt eller luftslangen böjd underlånga perioder. Om detta görs kan komponenternas brukstid
förkortas.

Mätning av pulsfrekvens

Varning
Använd inte den visade pulsfrekvensen som grund för diagnos
av hjärtrytmrubbningar.

Obs!
Registreringsenheten mäter pulsfrekvens när den mäter blodtryck.

xv

Packlista
Försiktighet
Registreringsenheten är ett precisionsinstrument. Använd med
försiktighet. Kraftiga stötar kan orsaka skador och funktionsfel.

Obs!
Registreringsenheten fraktas i en specialutformad förpackningslåda
som skyddar den från skador under transport. När du öppnar
förpackningslådan ska du kontrollera att den innehåller alla delar som
anges i packlistan. Vid eventuella frågor ska du vända dig till din lokalaåterförsäljare eller närmaste A&D-distributör. Vi rekommenderar att dusparar den specialutformade förpackningen.
Se ”10. Tillvalsartiklar (beställs separat)” för information om
tillbehörsalternativ.
Blodtrycksregistreringsenhet ...................................................................... 1
Tillbehör
Manschett, vuxen (Adult) 20 till 31 cm (7,8 tum till 12,2 tum) till vänsterarm
TM-CF302B ..................... 1
Manschett, stor (Large)
28 till 38 cm (11,0 tum till 15,0 tum) till vänsterarm
TM-CF402B ..................... 1
Manschettskydd, vuxen ....................................................................... 2
Manschettskydd, stor ............................................................................ 2
Bärfodral ..................................................... AX-133025995 ............. 1
Bälte ............................................................ AX-00U44189 .............. 1
Spänne .................................................................................................. 1
Aktivitetsregisterblad (10 blad) .................. AX-PP181-S ................. 1
USB-kabel .................................................. AX-KOUSB4C ............. 1
CD-skiva med ABPM Data Manager .................................................. 1
Den här bruksanvisningen ................................................................... 1
xvi

Blodtrycksregistreringsenhet

Bärfodral

Vuxenmanschett för vänster arm
Manschett, stor (Large) till vänsterarm

SpänneBälte

CD med ABPM Data Manager

Manschettskydd, vuxen
Manschettskydd, stort

Aktivitetsregisterblad (10 blad)

USB-kabelxvii

Den här bruksanvisningen

Innehållsförteckning
Efterlevnad .......................................................................................................... i
Efterlevnad av EU-direktiv ............................................................................... i
Efterlevnad av FCC-regler ............................................................................... i
Efterlevnad av IC-regler .................................................................................. ii
Efterlevnad av Australiens EMD-ramverk ....................................................... ii
Bluetooth®-överföring...................................................................................... ii
Varningsdefinitioner .......................................................................................... iii
Försiktighetsåtgärder vid användning ................................................................ iv
Försiktighetsåtgärder för säker mätning ...........................................................xiii
Blodtrycksmätning ........................................................................................xiii
Manschett ..................................................................................................... xv
Mätning av pulsfrekvens ............................................................................... xv
Packlista ......................................................................................................... xvi
1.

Inledning .............................................................................................. 5

2.

Funktioner ........................................................................................... 5

3.

Förkortningar och symboler ................................................................. 8

4.
4.1.
4.2.
5.

Specifikationer ................................................................................... 13
Registreringsenhet ......................................................................... 13Mått ............................................................................................... 16

Komponentnamn ............................................................................... 17
5.1.
Registreringsenhet ......................................................................... 17
5.2.
Skärm ............................................................................................ 18
5.2.1. LCD-panel (flytande kristaller) .................................................... 18
5.2.2. OLED-skärm (organisk ljus-emitterande diod) ............................ 191

5.3.
Huvudsakliga knappfunktioner ....................................................... 20
5.3.1. A-BPM-funktioner ....................................................................... 20
5.3.2. S-BPM-funktioner ....................................................................... 23
5.3.3. Övriga åtgärder .......................................................................... 25
6.

Funktioner vid blodtrycksmätning ...................................................... 27
6.1.
Automatisk blodtrycksmätning (A-BPM) ......................................... 27
6.1.1. A-BPM-vänteläge ....................................................................... 29
6.1.2. Vilofunktion och intervalltid......................................................... 29
6.1.3. Stoppa mätning .......................................................................... 30
6.1.4. Lagra miljödata .......................................................................... 30
6.2.
Självutförd blodtrycksmätning (S-BPM).......................................... 31
6.2.1. S-BPM-program ......................................................................... 32
6.2.2. Vänteläge för S-BPM ................................................................. 36
6.2.3. Stoppa och avbryta mätning....................................................... 37
6.3.
Mätningsresultat ............................................................................ 38
6.3.1. Visar Mätningsresultaten ............................................................ 38
6.3.2. Lagra mätningsresultat”. ............................................................ 38
6.3.3. Utmatning av mätningsresultat ................................................... 39
6.3.4. ID-Nummer ................................................................................ 39

7.

Förbereda registreringsenheten ........................................................ 40
7.1.
Sätta i batterierna (byta batterier) .................................................. 40
7.1.1. Byta batterier.............................................................................. 42
7.2.
Förbereda bärfodralet .................................................................... 42
7.3.
Inspektion inför användning ........................................................... 43
7.3.1. Checklista innan batterier sätts i ................................................ 43
7.3.2. Checklista efter att batterier har satts i ....................................... 4428.

Användning ....................................................................................... 45
8.1.
Flödesschema över funktioner ....................................................... 45
8.2.
Initiala inställningar ........................................................................ 47
8.2.1. Fabriksinställningar .................................................................... 47
8.2.2. Klock- och övervakningsfunktion för mätning ............................. 48
8.2.3. Initialt luftfyllningsvärde för S-BPM............................................. 50
8.3.
A-BPM förinställda program ........................................................... 50
8.3.1. A-BPM-poster och -parametrar .................................................. 52
8.3.2. Exempel på A-BPM-program ..................................................... 55
8.3.3. Starttid och användningstid ........................................................ 57
8.4.
S-BPM-program ............................................................................. 58
8.4.1. S-BPM-poster och -parametrar .................................................. 59
8.4.2. Skärmvisningsexempel för S-BPM ............................................. 60
8.5.
Radera mätdata ............................................................................. 63
8.6.
Sätta fast produkten på patienten .................................................. 64
8.6.1. Information till patienter .............................................................. 64
8.6.2. Manschettskydd ......................................................................... 66
8.6.3. Sätta fast manschetten, bärfodralet och registreringsenheten.... 67
8.7.
Förfarande vid blodtrycksmätning .................................................. 70
8.7.1. A-BPM-funktioner ....................................................................... 70
8.7.2. S-BPM-funktioner ....................................................................... 72
8.7.3. Manuell mätning......................................................................... 74
8.7.4. Stoppa och avbryta mätningar ................................................... 75
8.8.
Ansluta registreringsenheten till en dedikerad kringutrustning ....... 77
8.8.1. Ansluta med en USB-kabel ........................................................ 77
8.8.2. Använda Bluetooth®-kommunikation .......................................... 79
8.8.3. Avbryta Bluetooth®-kommunikation (flygplansläge) .................... 80

3

9.

Förvaring, inspektion och säkerhetshantering av produkter ............... 81
En generell regel är att patienten ska inspektera enheten
vid dagliga kontroller, såsom finns beskrivet i blandannat ”Inspektion vid användning”. ................................................ 81
9.2.
Rengöra produkten ........................................................................ 82
9.3.
Inspektion innan batteriet sätts i..................................................... 84
9.3.1. Inspektion efter att batterier har satts i ....................................... 84
9.3.2. Inspektion efter att batterier har satts i ....................................... 85
9.4.
Kassering....................................................................................... 86
9.5.
Felsökning ..................................................................................... 87
9.6.
Felkoder......................................................................................... 88
9.1.

10.

Tillvalsartiklar (beställs separat) ........................................................ 91

11.
Bilaga ................................................................................................ 93
11.1.
Principer för blodtrycksmätning ...................................................... 93
11.2.
EMD-information ............................................................................ 96

4

1. Inledning

Tack för ditt köp!

TM-2441 ambulatorisk blodtrycksregistreringsenhet gör det
möjligt att exakt mäta patientens blodtryck automatiskt underförinställda tidsperioder (t.ex. 24 timmar kontinuerligt). I den här
manualen förklaras inställningar, användning, lägen och program
för blodtrycksmätning samt kommunikation med dedikerad
kringutrustning, underhåll, specifikationer och varningar.
Läs bruksanvisningen och förvara den på en tillgänglig plats.

2. Funktioner
Sammanfattning
Registreringsenheten är en ambulatorisk blodtrycksmätare
som icke-invasivt kan mäta patientens blodtrycksvärde ochpulsfrekvens under vägledning av en läkare. Syftet är att mäta
och spara variationer av blodtrycket under en normal dag.
Registreringsenheten är konstruerad för mobilitet, och haren datahanteringsfunktion och är lätt att använda.

Målgrupp för blodtrycksmätning

Registreringsenheten är avsedd för vuxna (12 år fyllda).

5Syfte med användning

Registreringsenheten har två lägen för blodtrycksmätning.
Blodtrycksvärden kan användas vid konsultation med läkare
och för hantering av den egna hälsan.

Automatisk blodtrycksmätning (A-BPM)
I det här läget kan man ange sex par godtyckliga starttider ochintervall för var 24:e timme och det kan mäta och registrera
blodtrycket automatiskt.
Egen blodtrycksmätning (S-BPM)
Användning av det här läget utgår från att patienten mäter sitt
eget blodtryck hemma eller på sjukhuset. Det här läget kan
använda fem typer av program beroende på behov.

Mobilitet

Registreringsenheten väger ca 135 g (utan batterier).
Den får plats i handen och är utrustad med en mikropump.
Två alkaliska AA-batterier kan användas. (Storlek LR6 eller AA)
Två uppladdningsbara batterier (storlek AA, Ni-MH-batteri) kan
användas.

Användning

Inställningarna för registreringsenheten och programmet för
blodtrycksmätning kan enkelt konfigureras med hjälp av ABPM
Data Manager installerat på datorn (dedikerad kringutrustning).

6Omfattande analytisk prestanda

Mätningsintervalltiden kan ställas in för automatisk
blodtrycksmätning.
Blodtrycket kan mätas direkt med hjälp av manuell mätning när
som helst.
S-BPM har fem program för olika förhållanden.
Analysen kan enkelt göras med hjälp av ABPM Data Manager
installerat på datorn (dedikerad kringutrustning).

Kortare mätningstid

Lufttömningshastigheten kontrolleras för att minimera
mätningstiden.
Luftfyllningsvärdet kontrolleras för att minimera mätningstiden.

Praktisk

En dedikerad kringutrustning kan ta emot data via USB-kabel.
Mottagna data kan enkelt analyseras och skrivas ut.

7

3. Förkortningar och symboler
Symboler

Betydelse

SYS

Systoliskt blodtryck

DIA

Diastoliskt blodtryck

PUL

Pulsfrekvens

PP
kPa
mmHg
/min

Pulstryck

--xx

LCD
OLED

PP = SYS - DIA

Enhet för blodtryck
Enhet för pulsfrekvens/minut
Symbolen indikerar hjärtrytm under mätning.
Bluetooth används.
Visar:
A-BPM utförs.
Blinkar:Intervalltiden för ”1 omfång” utförs.
IHB/AFib-indikatorn.
Ljud av
Minne fullt, radera data för att starta mätningen.
Batteriindikator
Om nivå 1
visas är det inte möjligt
att utföra blodtrycksmätningar eller upprätta
datakommunikation. Byt batterierna till 2 nya
LR6-batterier (AA-storlek).
A-BPM vilolägessymbol
Symbolen visas under konfigurering.
Utanför intervallet eller omöjligt mätvärde.
Felkoder. xx =till
Symbol för S-BPM START
Symbol för S-BPM STOPP
Liquid crystal display
Organisk ljus-emitterande diod
Varningssymbol
8Symboler

SMALL
ADULT
LARGE
EXTLARGE

Large
cuff

28-38cm11"-15"

Adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

SN

Betydelse
Graden av skydd mot elstötar:Utrustning av typ BF.
Utfärdare av CE-märkning. Tillverkningsdatum.
Symbol för liten manschettArmomkrets
15 till 22 cm
5,9" till 8,7"
Symbol för manschett för vuxna
Armomkrets
20 till 31 cm 7,8" till 12,2"
Symbol för stor manschettArmomkrets
28 till 38 cm 11,0" till 15,0"
Symbol för extrastor manschettArmomkrets
36 till 50 cm 14,2" till 19,7"
Symbol tryckt på förpackningen.
Manschett i storlek large medföljer bland tillbehören.
Symbol tryckt på förpackningen.
Vuxenmanschetten medföljer bland tillbehören.
Se bruksanvisning eller broschyr.
Symbol för ”Förvaras torrt” och ”Skydda mot regn”.
Serienummer
Symbol tryckt på batterifacket.
Batteriernas riktning (polaritet).

x2
1.5V LR6 Symbol tryckt på förpackningen.
1.2V HR6 Batterier ingår inte bland tillbehören.
not included
EMD

Elektromagnetiska störningar
Symbol för ”Hanteras varsamt”.
Symbolen för WEEE-direktivet.

9Symboler
BPM
A-BPM

Betydelse
Blodtrycksmätning
Automatisk blodtrycksmätning

Egen blodtrycksmätning
S-BPM
Sleep, Cycle, Hour,
A-BPM-symboler.
#1
START, Operation
OBP, AOBP, HBP,
S-BPM-symboler.
#2
ANBP, ASBP
Pairing, Flight Mode Bluetooth-symboler. #3
Not made with natural Försiktighetsåtgärd för patient. Detta ärrubber latex.
tryckt på manschetten.
Försiktighetsåtgärder gällandebatteriluckan.
Använd alkaliska batterier eller deCautionspecificerade uppladdningsbara• Use alkaline batteries or specified
batterierna och säkerställ korrekt
rechargeable batteries and ensure
correct polarity (+,-).
polaritet (+,-).
• Do not mix new, used or different
branded batteries.
Blanda inte nya och gamla• Firmly secure cuff air hose tobatterier eller batterier av olika
main body.
märken.
Sätt fast manschettluftslangen ordentligt
i huvudenheten.
#1: Se "6.1. Automatisk blodtrycksmätning (A-BPM)” och”8.3. Förinställda A-BPM-program” för 24-timmars
blodtrycksregistreringsenhet.
#2: Se ”6.2. Egen blodtrycksmätning (S-BPM)” och”8.4. S-BPM-program” för fem typer av program.
#3: Se ”8.8.2. Använda Bluetooth®-kommunikation” och”8.8.3. Avbryta Bluetooth®-kommunikation (flygplansläge)”.

10

IHB/AFib-indikator

När mätaren identifierar en oregelbunden frekvens undermätningen visas IHB/AFib-indikatorn
på skärmen
med mätvärdena. (Endast S-BPM)

1 omfång

”1 omfång” i S-BPM består av en uppsättning
blodtrycksmätningar och intervalltider som upprepas enligt
antalet mätningar. Den sista intervalltiden utelämnas.
Blodtrycksmätning
T

T

T

Tid

Starttid

T: Intervalltid
Antal mätningar

11

Vänteläge

A-BPM-vänteläge är en period under vilken blodtrycket inte
mäts under intervalltiden.
Blodtrycksmätning
Starttid
Starttid
T

T

T

T

T

SektionT

T

Tid
T: Intervalltid

Sektion

S-BPM-vänteläge är en period under vilken blodtrycket inte
mäts under intervalltiden, mellan det föregående ”1 omfång”
och nästa ”1 omfång”.
Starttid

Starttid
Blodtrycksmätning

T

T

T

Vänteläge

1 omfång

T
1 omfång

Dedikerad kringutrustning

Tid
T: Intervalltid

En dedikerad kringutrustning innebär datorn som ABPM DataManager är installerat på. ABPM Data Manager ligger på en
medföljande CD-skiva.
När registreringsenheten ansluts till en kringutrustning ska
kringutrustning som uppfyller kraven för elektrisk medicinteknisk
utrustning (IEC60601-1) användas. Anslut inte registreringsenheten
till andra enheter (Exempel: IEC60950) i ett område där
medicinteknisk utrustning används. Använd en USB-kabelsom är kortare än 1,5 m.

12

4. Specifikationer
4.1. Registreringsenhet
PosterBeskrivningar
Mätmetod
Oscillometrisk mätningsmetod
Tryckdetekteringsmetod Halvledartryckgivare
Tryckvisningsintervall
0 till 299 mmHg
Tryck:±3 mmHg
Mätnoggrannhet
Pulsfrekvens:±5 %MinstaTryck:
1 mmHgvisningsenhet
Pulsfrekvens:
1 slag/minut
Systoliskt tryck:
60 till 280 mmHg
Mätintervall
Diastoliskt tryck:
30 till 160 mmHg
Pulsfrekvens:
30 till 200 slag/minut
Kontant tömning med kontrollerad läckventil för
Lufttömning
extra säkerhet
Tömning
Elektromagnetisk ventil
Luftfyllningsmetod
Mikropump
Automatisk luftfyllning
85 till 299 mmHg
Intervaller vid varje sektion som delar inIntervalltid (för A-BPM) 24 timmar i sex delar som mest.
Intervall: AV, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuter
Klocka24-timmarsformat
A-BPM:
OLED, 96 x 39 bildpunkter, vita tecken
S-BPM:
Skärm
LCD, 40 x 50 mm, display: systoliskt tryck,
diastoliskt tryck, pulsfrekvens, klocka, fel,statusövervakning och symboler
Minne
Mätdata: max. 600 datapunkter.
13

PosterStrömtillförsel

Antal mätningar

Märkspänning

Gränssnitt

Driftförhållanden
Transport- ochförvaringsförhållanden
Atmosfärtryck för bådedrift och förvaring
Typ av skydd mot
elstötar

Beskrivningar
Med samma typ av batterier:2 x 1,5 V-batterier (storlek LR6 eller AA)
Alkaliska batterier eller nickelmetallhydridbatterier (Ni-MH) 1 900 mAheller mer
Reservbatteri för inbyggd klocka:
Uppladdningsbart litiumknappcellsbatteri
ML2016H
200 gånger eller mer.
(När nya alkaliska batterier eller nickelmetallhydridbatterier används. Kan variera
beroende på mätförhållanden.)DC 3,0 V (alkaliskt batteri, LR6),
DC 2,4 V (nickel-vätebatteri, storlek AA)
USB: USB 1.1-kompatibel.
Kabellängd: 1,5 m eller kortare.
Micro USB-uttag typ B kan ansluta till
dedikerad kringutrustning (med hjälp
av standarddrivrutin).
Bluetooth ver.4.1 (BLE):Trådlös enhet kan anslutas.
Temperatur: +10 till +40 °C
Luftfuktighet: 30 till 85 %RH (icke-kondenserande)
Temperatur: -20 till +60 °C
Luftfuktighet: 10 till 95 %RH (icke-kondenserande)
700 till 1 060 hPa
Internt utrustad utrustning

14

Poster
Graden av skydd mot
elstötar
CE-märkning
C-Tick-symbol
Mått
Vikt
Användbar livstid
Kapslingsklass
Standardläge
Omstartstid efter
defibrillering
EMD

Beskrivningar
Typ BF: Registreringsenheten, manschettenoch slangen är utformade så att de ger särskilt
skydd mot elektriska stötar.
Etikett för EU-direktiv för medicintekniska
produkter.
Certifieringsvarumärke som registrerats i ACA
av varumärkesbyrån.
Ca 95 (L) × 66 (B) × 24,5 (H) mm
Ca 135 g (utan batterier)
Registreringsenhet: 5 år. Självautentisering
med interna data. Korrekt drift och underhåll
i optimala förhållanden. Hållbarheten varierar
beroende på användningsförhållanden.
Enhet: IP22
Kontinuerlig mätning
Omedelbart

IEC 60601-1-2: 2014
LBCA2HNZYZ(MURATA Manufacturing Co. Ltd)
Bluetooth ver.4.1 BLPTrådlös kommunikation Frekvensområde: 2,4 GH (2 400 till 2 483,5 MHz)
Modulering: GFSK
Effektiv utstrålad effekt: <20 dBm
Obs!
# Specifikationer kan förbättras utan föregående meddelande.
# Klinisk prövning för den här enheten utförs baserat på
ISO 81060-2:2013.
# Registreringsenheten är inte en medicinteknisk produkt för
patientövervakning. Vi rekommenderar inte användning när patientenmåste övervakas i realtid, till exempel på en akutvårdsavdelning.
ACA: Australian Communications Authority
15

4.2. Mått

66

24,5

95

Enhet: mm

16

5. Komponentnamn
5.1. Registreringsenhet
Vuxenmanschett och stor manschett för vänster arm

Positioneringsmärke för artär

Luftslang
Luftkoppling
Luftanslutning
EVENT -knapp
för A-BPM
OLED för A-BPM
START och
STOP -knapp

för A-BPM

AUTO -omställare

LCD

för A-BPM

START och
STOP -knapp

LOCK -omställare

för A-BPM

för S-BPM

Batterifack och
2 LR6-batterier (storlek AA)
för mätning

Batterilucka

Micro USB-uttag (på undersidan),Datakommunikationsuttag

17

5.2. Skärm
Obs!
För att ställa en korrekt diagnos måste du se till att läsa av data som
visas på registreringsenheten noggrant och tolka dessa korrekt.

5.2.1. LCD-panel (flytande kristaller)Övre figurer
Mittfigurer
Nedre figurer

Följande värden kan visas i de olika lägena:
A-BPM

Mätningsresultat

S-BPMÖvre figurer

Systoliskt
blodtryck

Intervalltid

Mittfigurer

Diastoliskt
blodtryckÅterstående tid Tryckvärde

Nedre figurer Puls

Klockslag

Program

Klockslag

Se ”3. Förkortningar och symboler” för information om
symbolerna som visas på LCD-displayen.

18

5.2.2. OLED-skärm (organisk ljus-emitterande diod)
Status för A-BPM visas på OLED-skärmen.
Klockslag.
Tillstånd/läge för inställningar och drift.
Mätningsvärde för A-BPM.
SYS
DIA
PUL

Systoliskt blodtryck.
Diastoliskt blodtryck.
Pulsfrekvens.

mmHg Enhet för blodtrycksvärde.
/min
Enhet för pulsfrekvens.
Se ”3. Förkortningar och symboler” för information om
symbolerna som visas på OLED-displayen.
Betydelse

Symboler

Symbolen visas under konfigurering.
Visar:
Blinkar:A-BPM utförs.
Intervalltiden för ”1 omfång” utförs.

Bluetooth används.
Minnet är fullt
A-BPM vilolägessymbol
Batteriindikator

195.3. Huvudsakliga knappfunktioner
5.3.1. A-BPM-funktioner
Starta eller pausa A-BPM.
Växla mellan A-BPM och S-BPM

Steg 1. Lagra det förinställda programmet (med starttider och intervall)
för A-BPM.
Steg 2. Tryck på AUTO -omställaren för att utföra följande funktioner.
”ON” ...... A-BPM startas och symbolenvisas.
Blodtrycksmätningar utförs i enlighet med
det förinställda A-BPM-programmet.
”OFF” .... A-BPM pausas och symbolendöljs.
Blodtrycksmätningar kan utföras med deförinställda S-BPM-programmen.

Låsa A-BPM till ”ON”.

Lås AUTO -omställaren till ”ON” genom att använda LOCK omställaren så att A-BPM kan utföras.

Utöka A-BPM-intervalltiden.

Steg 1. Ställ viloläget till ”ON” innan mätningen utförs.
Steg 2. Ställ AUTO -omställaren på ”ON” för att använda A-BPM.
Symbolenvisas.
Steg 3. När du trycker på EVENT -knappen under tiden som A-BPM
pågår så dubbleras intervalltiden.
När du trycker på EVENT -knappen igen så återgår
intervalltiden till dess ursprungliga värde.
20

Avbryta A-BPM

När du trycker på START/STOP -knappen under enpågående blodtrycksmätning töms luften omedelbart
ur manschetten och mätningen avbryts. A-BPM är dock
fortfarande aktivt. Nästa blodtrycksmätning utförs i enlighet
med inställningarna för A-BPM.

Ställa in program för A-BPM.

Steg 1. Ställ in AUTO -omställaren på ”OFF”.
Steg 2. Om visningen är dold, tryck på START/STOP -knappeneller EVENT -knappen för att återgå till visning av vänteläge.
Steg 3. Samtidigt som du håller in START/STOP -knappen,Håll på EVENT -knappen tills Sleep visas på OLED.
Steg 4. Driftknapparna är enligt följande:
Se ”8.3.1. A-BPM-poster och -parametrar”
EVENT -knapp .............. Ändra aktuell parameter.
START/STOP -knapp .... Välj, nästa post, slut på inställningar.

Mäta blodtryck omedelbart under A-BPM.
(Manuell blodtrycksmätning med A-BPM)

Steg 1. Om OLED är dold, tryck på START/STOP eller EVENT knappen för att återgå till visning av A-BPM-vänteläge.
A-BPM-vänteläge är ett tillstånd under vilket blodtrycket
inte mäts under intervalltiden.
Steg 2. Tryck på START/STOP -knappen under A-BPM-vänteläget.

21

Justera klockan.
Ställa in övervakningsfunktion för A-BPM.

Steg 1. Ställ in AUTO -omställaren på ”OFF”.
Steg 2. Om visningen är dold ska du trycka på START/STOP knappen eller EVENT -knappen för att återgå till visningav vänteläge.
Steg 3. Samtidigt som du håller in START/STOP -knappen, hållin EVENT -knappen tills Display (efter Sleep ) visas
på OLED-skärmen.
Steg 4. Funktionsknapparna är följande:
Se ”8.2.2. Klock- och övervakningsfunktion för mätning”
EVENT -knapp .............. Ändra aktuell parameter.
START/STOP -knapp .... Välj, nästa post, slut på inställningar.

22

5.3.2. S-BPM-funktioner
Starta S-BPM.

Steg 1. Välj S-BPM-program och lagra dess parametrar.
Steg 2. Ställ AUTO -omställaren till ”OFF”.
Steg 3. Funktionerna är följande:
S-BPM-program
Mottagningsblodtryck
OBP
Automatiserat mottagningsblodtryck
AOBP
Hemblodtryck
HBP
Automatiserat blodtryck, natt
Automatiserad egenblodtrycksmätning

Funktioner
Tryck på/ -knappen
för att starta det förinställda
programmet undervänteläge.

ANBP Förinställda program går ini standbyläge tills ”starttid”
eller ”larmets starttid”
ASBP inträffar.

Stoppa S-BPM.

Funktionerna är följande:
S-BPM-program

Funktioner

Mottagningsblodtryck
OBP

Tryck på/ -knappen för att avbryta
Automatiserad på
blodtrycksmätningen.
sjukhus blodtryck
AOBP
Hemblodtryck HBP
Automatiserad natt Tryck på / -knappen för att avbryta
blodtryck
ANBP blodtrycksmätningen. Vid nästa starttid mäts
blodtrycket eller så avger summern en ljudsignal. #1
Om du behöver stänga av registreringsenheten helt
Automatiseradska du ta ut batterierna ur registreringsenheten eller
självtagning av
blodtryck
ASBP växla till OBP, AOBP eller HBP.
#1: Se ”6.2.1. S-BPM-program”.
23

Ställa in program för S-BPM.

Steg 1. Ställ in AUTO -omställaren på ”OFF”.
Steg 2. Samtidigt som du håller in knappen/, håll in knappen
START/STOP -knappen tills
visas på LCD-displayen.
Steg 3. Användningen är enligt följande:
Se ”8.4. S-BPM-program”.
/ -knapp................. Ändra aktuell parameter.
START/STOP -knapp .... Välj, nästa post, slut på inställningar.

Mäta blodtryck omedelbart under S-BPM.
(Manuell blodtrycksmätning med S-BPM)

Steg 1. Om LCD-skärmen är dold, tryck på knappen
START/STOP -knappen eller EVENT -knappen
för att återgå till visning av vänteläge för S-BPM.
Steg 2. Tryck på/ -knappen under S-BPM-vänteläget.
Blodtrycksmätningarna för ”1 omfång” utförs omedelbart.
”1 omfång” består av en uppsättning blodtrycksmätningar
och intervalltider som upprepas enligt antalet gånger
i antal mätningar. Den sista intervalltiden utelämnas.
S-BPM-vänteläget är ett tillstånd under vilket blodtrycket
inte mäts under intervalltiden, mellan det senaste”1 omfång” och nästa ”1 omfång”.

24

5.3.3. Övriga åtgärder
Att återgå från vänteläge och visa mätaren.

Om OLED- eller LCD-visningen är dold ska du trycka på
START/STOP -knappen eller EVENT -knappen för att
återgå till visning av vänteläge.

Radera mätdata

Steg 1. Ställ in AUTO -omställaren på ”OFF”.
Steg 2. Om indikationen är dold, tryck på nappen START/STOP
eller EVENT -knappen för att återgå till väntelägesvisning.
Steg 3. Samtidigt som du håller in START/STOP -knappen,håll in EVENT -knappen tills DataClear(efter att Sleep och Display ) visas på OLED.
Steg 4. Välj en åtgärd.
Om du vill radera data, håll in START/STOP -knappen.
Erasing blinkar under DataClear på
Radering
OLED-displayen och dataraderingen startas.
DataClear
Fortsätt till steg 5 efter slutförd radering. OLED
Erasing
Om du vill spara (inte radera) data, tryck på
EVENT -knappen och fortsätt till steg 5.
Steg 5. Registreringsenheten återgår till vänteläge.

25

Parkoppla för Bluetooth®-kommunikation.

Steg 1. Ställ in AUTO -omställaren på ”OFF”.
Steg 2. Om visningen är dold ska du trycka på START/STOP knappen eller EVENT -knappen för att återgå till visningav vänteläge.
Steg 3. Håll in EVENT -knappen tills Parkoppling(efter FlightMode ) visas på OLED. Registreringsenheten
väntar på parkoppling.
Steg 4. När Bluetooth-parkoppling är slutförd visas symbolenpå
LCD-displayen.
Om du vill avbryta aktuell parkoppling, tryck på EVENT knappen. Registreringsenheten visar då vänteläget.

Avbryta Bluetooth®-kommunikation. (Flygplansläge)
Steg 1. Ställ in AUTO -omställaren på ”OFF”.

Steg 2. Om visningen är dold ska du trycka på START/STOP knappen eller EVENT -knappen för att återgå till visningav vänteläge.
Steg 3. Håll in EVENT -knappen tills FlightMode visas på OLEDdisplayen.
Steg 4. Flygplansläget kan aktiveras/inaktiveras genom att trycka
på START/STOP -knappen.
START/STOP -knapp
FlightMode
FlightModeON
OFF
Steg 5. Tryck på EVENT -knappen för att återgå till väntelägesvisning.

26

6. Funktioner vid blodtrycksmätning
Registreringsenheten är utrustad med funktioner för automatisk
blodtrycksmätning (A-BPM) samt egen blodtrycksmätning(S-BPM) och kan lagra mätningstillstånd och mätningsresultat.

6.1. Automatisk blodtrycksmätning (A-BPM)
Försiktighet
När A-BPM har avbrutits eller inte används ska du ställa in
AUTO -omställaren till ”OFF”. Om AUTO -omställaren
lämnas på ”ON” kommer en mätning att starta vid nästa
starttid och manschetten kan då brista.
Använd LOCK -omställaren för att hindra AUTO omställaren från att oavsiktligt övergå till ”OFF” undertiden som A-BPM används.
AUTO -omställaren till ”OFF”

AUTO -omställaren till ”ON”

LOCK -omställaren till ”LOCK”
AUTO -omställare
A-BPM-funktionen mäter blodtrycket vid förinställda intervall
enligt tiden hos den inbyggda klockan, och lagrar
mätningsresultatet i minnet.
A-BPM kan startas och pausas med AUTO -omställaren.
Använd LOCK -omställaren för att hindra oavsiktliga rörelser
när A-BPM används.
27

Symbolen
visas på LCD-displayen när A-BPM används.
Blodtrycket mäts automatiskt vid starttiden för A-BPM.
Ett initialt luftfyllningsvärde för A-BPM är AUTO, så att ett
lämpligt luftfyllningsvärde väljs automatiskt.
Om den första luftfyllningen är otillräcklig utförs ytterligare
luftfyllningar automatiskt två gånger.
När du tar bort data från minnet eller växlar AUTO -omställaren
till ”OFF” så återställs luftfyllningssvärdet till det initiala
luftfyllningsvärdet.
När ett mätningsfel inträffar, och väntetiden till nästa starttidär längre än 8 minuter, så mäts blodtrycket en gång efter
120 sekunder. Mätningsresultatet lagras i minnet.
Om du vill pausa A-BPM frigör du LOCK -omställaren och
ställer AUTO -omställaren till ”OFF”.

28

6.1.1. A-BPM-vänteläge
Poster för övervakning av mätningsstatus kan visas på
LCD-skärmen under väntetiden för A-BPM.
I vänteläget är indikatorerna automatiskt dolda.
Tryck på valfri knapp för att visa posterna.
A-BPM-vänteläge är ett tillstånd under vilket blodtrycket inte
mäts under intervalltiden.
MätningsintervallÅterstående tid till nästa starttid
Aktuell tidpunkt

6.1.2. Vilofunktion och intervalltid
Ställ viloläget till ”ON” i det förinställda programmet.
När du trycker på EVENT -knappen under tiden som A-BPM
pågår dubbleras intervalltiden.
När du trycker på EVENT -knappen igen under tiden som A-BPM
pågår återgår intervalltiden till dess ursprungliga inställning.
Se ”8.3. A-BPM förinställda program” för information om hur
du ställer in viloläget.
Blodtrycksmätning
T

T

T: Intervalltid
2T

2T

EVENT -knapp
AUTO -omställare till ”ON”
Lagra parametrar för viloläget
29

2T

T

T

Tid

EVENT -knapp

6.1.3. Stoppa mätning
När du trycker på START/STOP -knappen under en pågående
blodtrycksmätning töms luften omedelbart ur manschetten och
mätningen avbryts. A-BPM är dock fortfarande aktivt. Nästa
blodtrycksmätning utförs i enlighet med inställningarna för A-BPM.

Obs!
När mätningen stoppas visas stoppkoden E07 på OLEDdisplayen och sparas i minnet.

6.1.4. Lagra miljödata
Miljödata som lagras medan AUTO -omställaren är inställd
på ”ON” för A-BPM.

Obs!
Miljödata kan som längst lagras under 12 timmar.
Deras nedladdning till ABPM Data Manager kan ta 50 minuter.

30

6.2. Självutförd blodtrycksmätning (S-BPM)
Ställ AUTO -omställaren till ”OFF” för att använda S-BPMprogrammen. Registreringsenheten har fem olika program för
S-BPM som passar olika mätningsförhållanden och tillstånd.
Parametrar och mätningsresultat kan lagras i minnet.
Beskrivning och programmets åtgärder
PosterNamn
Mottagningsblodtryck
OBP Program avsett för blodtrycksmätning som utförs
Ejav vårdpersonal. ”1 omfång”: Blodtrycksmätning tillämpligt
utförs en gång.
Automatiserat mottagningsblodtryck
Antal
AOBP Program avsett för blodtrycksmätning som
utförs efter viloperiod på sjukhus. ”1 omfång”:
Intervall
Mätningar utförs enligt inställningar för antalet
mätningar och intervalltider.
Hemblodtryck#1
Programavsettför
blodtrycksmätningsom
utförsAntal
HBP
i hemmet.
”1 omfång”: Mätningar utförs enligt inställningar Intervall
för antalet mätningar och intervalltider.
Automatiserat blodtryck under natt
#2
Starttid
ANBP Program avsett för blodtrycksmätning på natten.
Antal
Programmet använder antal mätningar ochintervalltid. Inom ANBP kan upp till sex starttider
Intervall
per dag anges.
Automatiserat blodtryck, självtagning#2 Larmets
Program som indikerar starttider genom att
starttid
ASBP-knappensummern ljuder. Tryck på/
Antal
för att mäta blodtryck i hemmet. Summern kan
ställas in att ljuda upp till sex gånger per dag.
Intervall#1: Blodtryck mäts i enlighet med reglerna från Japanese Societyof Hypertension.
#2: När antal mätningar och intervalltider för ANBP eller ASBPändras, ändras även inställningarna för HBP.
31

6.2.1. S-BPM-program
Mottagningsblodtryck

OBP
När du trycker på-knappenmätsblodtrycket
en
gång
/
och resultatet lagras i minnet.
Blodtrycksmätning
Tryck på/Tid

-knappen för att starta mätningen.

Automatiserat mottagningsblodtryck

AOBP
När du trycker på-knappen
startas
AOBP.
/
Enheter inleder med att vara inaktiv under en intervalltid så
att patienten kan slappna av.
Därefter utför AOBP ett ”1 omfång”.
”1 omfång” består av en uppsättning blodtrycksmätningar ochintervalltider som upprepas antal gånger enligt antalet mätningar.
Den sista intervalltiden utelämnas.
Om du trycker på/-knappen under tidensom ”1 omfång”, ”1 omfång” stoppas.
T: Intervalltid
Blodtrycksmätning
1 omfång
T

T
Tryck på

T

T

T

Tid

-knappen för att starta” 1 omfång”.

/

Ej mätt
T
Tryck på

T
/

T

T

T

-knappen för att starta” 1 omfång”.
32

TidHemblodtryck

HBP
När du trycker på/-knappen startas HBP.
HBP utför ett ”1 omfång”.
”1 omfång” består av en uppsättning blodtrycksmätningar ochintervalltider som upprepas tills det angivna antalet mätningar
har uppnåtts. Den sista intervalltiden utelämnas.
Om du trycker på/-knappen under tidensom ”1 omfång”, ”1 omfång” stoppas.
T: Intervalltid
1 omfång
Blodtrycksmätning
T
Tryck på

T

T

T

Tid

-knappen för att starta” 1 omfång”.

/

Ej mätt
T
Tryck på

T
/

T

T

-knappen för att starta” 1 omfång”.

33

Tid

Automatiserat blodtryck, natt

ANBP
Inom ANBP kan upp till sex starttider per dag anges.
När parametrar för ANBP-programmet lagras startas ANBP
och ”1 omfång” utförs för varje starttid.
En ”1 omfång” består av en uppsättning blodtrycksmätningar
och intervalltider som upprepas tills det angivna antalet
mätningar har uppnåtts. Den sista intervalltiden utelämnas.

Obs!
Manuell blodtrycksmätning med ANBP
När du trycker på/-knappen under tiden som S-BPMvänteläge är aktivt, ett 1 omfång utförs.
1 omfång
T

BlodtrycksmätningT

1 omfång
T

Starttid

T

Tid

Starttid

ANBP startas när ANBP-programmet ställs in.
(ANBP går in i vänteläge tills starttiden inträffar)
1 omfång
T

1 omfång
T

T

T

T

Starttid

T

T

Tid

Starttid
1 omfång

1 omfång
T

1 omfång

T

Ej mätt

Tryck på/-knappen
för att utföra ”1 omfång”.
34

T

Tid

Starttid
T: Intervalltid

Automatiserad egen blodtrycksmätning

ASBP
Inom ASBP kan upp till sex förinställda starttider för larmet anges.
När parametrarna för ASBP-programmet lagras så startas ASBP
och summern ljuder vid varje starttid. Tryck på/
knappen för att utföra ett ”1 omfång” när summern ljuder.
”1 omfång” består av en uppsättning blodtrycksmätningar ochintervalltider som upprepas antal gånger upp till antalet
mätningar. Den sista intervalltiden utelämnas.

Obs!
Manuell blodtrycksmätning för ASBP
När du trycker på/-knappen i vänteläget mellan det
senaste ”1 omfång” och nästa ”1 omfång” så utförs ”1 omfång”.
Blodtrycksmätning
T

T

T

T

Tid

Tryck på knappen/
för att starta ”1 omfång”.

Tryck på knappen/
för att starta ”1 omfång”.

Larmets starttid

Larmets starttid

ASBP startas när ASBP-programmet ställs in.
(ASBP går in i vänteläge tills starttiden inträffar)

T

T

T

T

T

Tryck på/-knappen
för att utföra manuell BPM.

35

T

Tid

T: Intervalltid

Ej mätt
T

T

T

Tryck på knappen
Tryck på knappen

/

/

T

Tid

för att stoppa”1 omfång”.

för att starta ”1 omfång”.
T: Intervalltid

Larmets starttid

6.2.2. Vänteläge för S-BPM
Driftläge och tryckvärde visas på LCD-skärmen under vänteläget
för S-BPM.
# LCD-displayen döljs automatiskt om ingen åtgärd utförs inomnågra minuter. Även om LCD-displayen är dold kan den
manuella blodtrycksmätningen startas genom att man tryckerpå knappen/. När START/STOP -knappeneller EVENT -knappen trycks på återupptas visningen.
En ”1 omfång” består av en uppsättning blodtrycksmätningar
och intervalltider som upprepas tills det angivna antalet
mätningar har uppnåtts. Den sista intervalltiden utelämnas.
Klocksymbolen
blinkar på LCD-displayen under enintervalltid på ”1 omfång”.
S-BPM-vänteläget är en period när blodtrycket inte mäts
under ”intervalltiden”, mellan det senaste ”1 omfång” ochnästa ”1 omfång”.
Program för S-BPM
Luftfyllningsvärde
Aktuell tidpunkt

36

6.2.3. Stoppa och avbryta mätning
Obs!
När A-BPM stoppas visas stoppkoden E07 på LCD-displayenoch sparas i minnet.
S-BPM-program

Funktioner

Mottagningsblodtryck
OBP
Automatiserad
Tryck på/-knappen för att avbryta
på sjukhus
blodtrycksmätningen.
blodtryck
AOBP
Hemblodtryck
HBP
Tryck på/-knappen för att avbryta
Automatiserad natt
blodtrycksmätningen. Vid den nästa
blodtryck
ANBP
starttiden mäts blodtrycket eller så avger
summern en ljudsignal.
#1
Om du behöver stänga av
Automatiserad
registreringsenheten helt ska du ta ut
självtagning av
blodtryck
ASBP batterierna ur registreringsenheten eller
växla till OBP, AOBP eller HBP.
#1: Se ”6.2.1. S-BPM-program”.

37

6.3. Mätningsresultat
6.3.1. Visar MätningsresultatenÖvervakningsfunktionen kan välja mellan ”Display ON”
eller ”Display OFF” för att visa eller dölja mätningsresultatet
av A-BPM. Funktionen kan inte användas för S-BPM.
Innehållet som visas med kommandot ”Display ON”
inbegriper ”Tryckvärde under mätning”, ”Mätningsresultat”
och ”Felkod för mätningsresultat”.
När du väljer kommandot ”Display OFF” visas klockan.
Fabriksinställningen är ”Display ON”.
Se ”8.2.2 Klock- och övervakningsfunktion för mätning”.

6.3.2. Lagra mätningsresultat”.

Försiktighet
Databehandling av mätningsresultatet
Använd inte inom starka elektromagnetiska fält.
Minneskapaciteten för mätningsresultat är 600 datauppsättningar.
När minnet är fullt visas symbolen
och registreringsenheten kan
inte utföra fler mätningar förrän data har tagits bort från minnet.

Obs!
Ta bort alla data från minnet innan registreringsenheten ges
till en ny patient. Vi rekommenderar att registreringsenhetens
minnesdata används separat för alla personer.
Om registreringsenheten lagrar data från olika personer
kan det vara svårt att behandla data på korrekt sätt.
38

6.3.3. Utmatning av mätningsresultat
Mätdata som har lagrats i minnet kan matas ut till kringutrustning
via USB-överföring.
Se ”8.8 Ansluta registreringsenheten till en dedikerad
kringutrustning”.

Försiktighet
Dra inte ut kabeln under USB-kommunikation.
Det kan ge upphov till skador på data.

Obs!
När batteriindikatorn visar
kan dataöverföring inte
utföras. Byt ut batterierna för att utföra dataöverföringar.

6.3.4. ID-Nummer
Det fabriksinställda ID-numret är ”0”.
Konfigurera ID-nummer via den dedikerade kringutrustningen.

Obs!
ID-nummer kan inte konfigureras på registreringsenheten – dendedikerade kringutrustningen måste användas.

39

7. Förbereda registreringsenheten
7.1. Sätta i batterierna (byta batterier)Försiktighet
Sätt i två nya batterier, med korrekt riktning för ”+” och ”-”
som är märkta inuti batterifacket, innan du använder
registreringsenheten.
Byt ut båda batterierna samtidigt.
Ta ur batterierna om registreringsenheten inte ska
användas under en lång period. Batterierna kan läcka
och orsaka funktionsfel.
Använd två alkaliska batterier av typ LR6 eller angivna
uppladdningsbara Ni-MH-batterier av AA-storlek.
När du sätter i batterier i batterifacket ska du först trycka
ned fjäderplinten med batteriets ”-”-sida. Därefter sätter
du i ”+”-sidan.
Om batteriet sätts i med ”+”-sidan först kan batterietsöverdrag skadas av fjäderplinten.
Använd inte olika typer av batterier, och kombinera inte
förbrukade och nya batterier. Detta kan orsaka läckage,värmealstring eller skada.

Obs!
När batterinivå 1
visas ska du byta till två nya batterier
innan du använder registreringsenheten.
Registreringsenheten kan inte utföra blodtrycksmätningar eller
dataöverföringar när nivå 1
visas.
När både det vanliga och det inbyggda batteriet är urladdade
visas ingenting på skärmen.
Sätt i batterierna i enlighet med riktningssymbolen ().
40

Förfarande

Sätt i batterier.

Steg 1. Öppna batteriluckan.
Steg 2. Ta bort de använda
batterierna.
Steg 3. Se till att följa
riktningssymbolen ()
inuti batterifacket. Sätt i två
nya batterier i rätt riktning
enligt ”+” och ”-”.

SÖppna.

Tryck ned fjäderplinten
med ”-”-sidan av
batteriet.
Steg 4. Sätt i batteriet genom
att trycka på ”+”-sidan.

Ta ur batterierna.

Stäng.

Tryck ned fjäderplinten.
Sätt in.

Steg 5. Sätt i det andra
batteriet på samma
sätt som det första.
Steg 6. Stäng batteriluckan.

FörsiktighetHåll batterier och batteriluckan utom räckhåll för spädbarn
och barn, eftersom det finns risk för oavsiktlig förtäring eller
andra olyckor.
Använd AA-batterier av standardtyp. Använd inte ett
uppladdningsbart batteri som är uppsvällt eller som är
inlindat i tejp. Det kan göra det svårt att öppna luckan.
41

7.1.1. Byta batterier
Mätningsresultat och inställningsparametrar sparas när
batterierna tas ur. När det inbyggda batteriet laddas uråterställs datumet till 01/01/2017 00:00.
Kontrollera och justera aktuell tid när batterierna har bytts.
Se ”8.2.2. Klock- och övervakningsfunktion för mätning”
har information om hur du justerar klockan.

7.2. Förbereda bärfodralet
Obs!
Använd bältet när registreringsenheten ligger i bärfodralet.
Vi rekommenderar att använda ett bälte till att fästa
registreringsenheten på patienten.
Bärfodralet ska användas när registreringsenheten
används. Fäst bärfodralet genom att föra
bärfodralet genom tillbehörsbältet eller genom
det klädesbälte som patienten har på sig.

Bärfodral
Bälte

42

7.3. Inspektion inför användning
Försiktighet
Inspektera registreringsenheten för att säkerställa dessprestanda, säkerhet och effektivitet innan den används.
Bekräfta följande checklista före/efter batterierna satts i.
Om ett problem upptäcks ska användningen av registreringsenheten
upphöra och en varningsetikett som anger ”Funktionsfel”
eller ”Använd ej” ska sättas fast på registreringsenheten.
Kontakta din lokala återförsäljare för reparation.

7.3.1. Checklista innan batterier sätts i
Nr

Post

1 Utsida

Beskrivning
Inga skador eller deformiteter till följd av
att enheten har tappats.
Ingen skada eller glapp i knappar osv.

2 Batteri

Kontrollera att batterierna inte ärurladdade. Byt till två nya batterier
innan patienten använder enheten.

3 Manschett

Kontrollera att manschetten inte är sliten
eller nött. Om manschetten är sliten kan
den brista till följd av inre tryck.

4 Manschettanslutning

5 Tillbehör

Kontrollera att luftslangen inte är knuten
eller böjd.
Kontrollera att luftanslutningen och
kopplingen är ordentligt anslutna.
Kontrollera att det inte finns skador på
tillbehör. (Bärfodral, bälte osv.)
43

7.3.2. Checklista efter att batterier har satts i
Nr

1

Del

Batteri

Beskrivning
Kontrollera att det inte förekommer eld, rök eller
onormal lukt.
Kontrollera att det inte förekommer
onormala ljud.

2

Skärm

Kontrollera att det inte förekommer några
onormala skärmvisningar.

3

Operation

Kontrollera att registreringsenheten fungerar
korrekt.

Mätning

Kontrollera att mätningen kan utföras korrekt
och att fastsättningen av manschetten,
mätningen, visningen och resultaten är
korrekta.

444

8. Användning
8.1. Flödesschema över funktioner
Obs!
De initiala inställningarna (av den inbyggda klockan,övervakningsfunktionerna och initialt luftfyllningsvärde) och
de förinställda programmen (A-BPM och S-BPM) behöver intelagras vid varje användningstillfälle. Dessa lagras när de hartagits bort, uppdaterats eller när registreringsenheten används
för första gången.
Registreringsenhetens inställningar kan lagras i den dedikerade
kringutrustningen. Se bruksanvisningen till ABPM DataManager.
Mätningsförfarandena för A-BPM och S-BPM skiljer sig åt.
A-BPM kan ange sex par godtyckliga starttider och intervall
för var 24:e timme samt mäta och registrera blodtrycket
automatiskt.
S-BPM förutsätter att patienten mäter sitt eget blodtryck
hemma eller på sjukhuset. Det här läget kan använda fem
typer av program beroende på behov.

45

Sätta i batterierna.
Initiala inställningar av den inbyggda klockan,
mätningsövervakningsfunktioner och luftfyllningsvärde.

A-BPM

S-BPM

Flytta AUTO -omställaren
till ”OFF”.
till ”ON”.
A-BPM

Flytta AUTO -omställaren
till ”OFF”.
till ”OFF”.
START Tryck på
knappen.

Flytta AUTO -omställaren
till ”OFF”.
till ”OFF”.

Mottagningsblodtryck OBP
Automatiserad på sjukhus
blodtryck
AOBP
Hemblodtryck

Anslut registreringsenheten till.
Databehandling.

HBP

Automatiserad natt
blodtryck
ANBP
Automatiserad självtagning
blodtryck
ASBP

Rengör och förvara produkten.

Komplett användningsförfarande468.2. Initiala inställningar
8.2.1. Fabriksinställningar
Fabriksinställningarna (initiala inställningar) beskrivs nedan:

Vanliga inställningsposter
Post

FabriksinställningÖvervakningsfunktion

ON (indikeras)

År, månad, dag, timme, minut

Leveransdatum

Poster hos A-BPM
Post

Fabriksinställning

Viloläge

OFF

Intervalltid då viloläget är ON (aktivt)

30 minuter

Starttid för sektion 1

0 timmarIntervalltid för sektion 1

30 minuter

Starttid för sektion 20 timmar #1

Starttid för automatiserad mätningOFF

Användningstid för automatiserad mätning

OFF

Innehållet i fabriksinställningarna

När AUTO -omställaren ställs till ”ON” startas A-BPM.
Blodtrycket mäts var 30:e minut tills knappen ställs till ”OFF”.

#1: Inställningarna som avser perioderna mellan intervalltiden
för sektion 2 och intervalltiden för sektion 6 är utelämnade
eftersom starttiden för sektionerna 1 och 2 är samma värde.

47

Poster hos S-BPM
Post

Fabriksinställning

Programval

Mottagningsblodtryck (OBP)

Mottagningsblodtryck
OBP

Ej tillämpligt

Automatiserat
Antal mätningar
mottagningsblodtryck
AOBP Intervalltid

2 mätningar

Antal mätningar
HBP Intervalltid

2 mätningar

Hemblodtryck

5 minuter1 minut

Sektionens starttid 2 timmar

Automatiserad natt
Antal mätningar
blodtryck
ANBP
Intervalltid
Automatiserad
självtagning
blodtryck

2 mätningar
1 minut

Larmets starttid

7 timmar, 22 timmar

Antal mätningar

2 mätningar

ASBP Intervalltid

1 minut

Innehållet i fabriksinställningarna

När du trycker på knappen/
efter att AUTO -omställaren
har ställts till ”OFF” startas förinställt S-BPM-program (OBP).
Programmet (OBP) mäter blodtrycket en gång och lagrar
resultatet i minnet.

8.2.2. Klock- och övervakningsfunktion för mätning
De initiala inställningarna kan konfigureras på följande sätt.
Använda knappar på registreringsenheten.
Använda en dedikerad kringutrustning som ansluts tillregistreringsenheten via USB-kabeln.
48

Förfarande med knappar

Steg 1. Ställ in AUTO -omställaren på ”OFF”.
Steg 2. Om visningen är dold ska du trycka på START/STOP knappen eller EVENT -knappen för att återgå till visningav vänteläge.
Steg 3. Samtidigt som du håller in START/STOP -knappen,håll in EVENT -knappen tills Display (efter att
Sleep ) visas på OLED-skärmen.
Steg 4. Driftknapparna är enligt följande:
EVENT -knapp .............. Ändra aktuell parameter.
START/STOP -knapp .... Välj, nästa post, slut på inställningar.
Därefter kan knapparna användas för andra poster.
Steg 5. När du har konfigurerat inställningarna trycker dupå START/STOP -knappen för att återgå till vänteläget.
Post

OLED
Intervall
DisplayÖvervakningsfunktion
xx = OFF, ON
xx
Clock
xx = 17 till 99.
De två sistaÅrYear xx
siffrorna i året.
Clock
Månad
xx = 1 till 12 månader
Mon. xx
Clock
Dag
xx = 1 till 31 dagar
Day xxClock
Timme
xx = 0 till 23 timmar
Hour xxClock
Minut
xx = 0 till 59 minuter
Min. xx
Tecken markerade med ruta : Fabriksinställningar och initiala
inställningar när batterierna har förbrukats helt.
49

8.2.3. Initialt luftfyllningsvärde för S-BPM
Ett initialt luftfyllningsvärde för S-BPM kan ställas in på förhand.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Om AUTO anges så väljs ett lämpligt initialt luftfyllningssvärde
automatiskt. Fabriksinställningen är 180 mmHg.
Steg 1. Ställ in AUTO -omställaren på ”OFF”.
Steg 2. Om visningen är dold ska du trycka på START/STOP -knappeneller EVENT -knappen för att återgå till visning av vänteläge.
Steg 3. Välj ett luftfyllningsvärde med

START/STOP -knappen.
AUTO -omställare till ”OFF”
S-BPM-program
Luftfyllningsvärde
Aktuell tidpunkt

8.3. A-BPM förinställda program
De initiala inställningarna kan konfigureras på följande sätt.
Använda knappar på registreringsenheten.
Använda en dedikerad kringutrustning som ansluts tillregistreringsenheten via USB-kabeln.
A-BPM kan endast användas när den automatiserade mätningen
kan utföras.

Obs!
Ange starttiden och intervallet som beräknats från tiden
då AUTO -omställaren ställs in till ”ON”.
Det är nödvändigt att ange dem igen när en annan A-BPM används.
50

Användning med knappar

Steg 1. Ställ in AUTO -omställaren på ”OFF”.
Steg 2. Om visningen är dold ska du trycka på START/STOP knappen eller EVENT -knappen för att återgå till visningav vänteläge.
Steg 3. Samtidigt som du håller in START/STOP -knappen,Håll på EVENT -knappen tills Sleep visas på OLED.
Steg 4. Ange inställningar för viloläge med följande knappar.
Om viloläget är ”ON” (aktivt) kan du gå till steg 5.
EVENT -knapp .............. Ändra aktuell parameter.
START/STOP -knapp .... Välj, nästa post.
Steg 5. Ange starttid och intervall i upp till sex sektioner med
följande knappar.
EVENT -knapp .............. Ändra aktuell parameter.
START/STOP -knapp .... Välj, nästa post.
Steg 6. Ange starttid och användningstid för automatiserade
mätningar med följande knappar.
EVENT -knapp .............. Ändra aktuell parameter.
START/STOP -knapp .... Välj, nästa post, slut på inställningar.
Steg 7. Efter konfigurationen återgår registreringsenheten till
vänteläge.

Försiktighet
Ta inte ur batterierna under tiden som du anger inställningarna.
Om batterierna tas ur måste du ange inställningarna igen.

51

8.3.1. A-BPM-poster och -parametrar
Det förinställda programmet för A-BPM är följande:
Post

OLED
Parameter
Sleep
xx=
ON,
OFF
#1, #2xx
Intervalltid Cycle
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minuter
Hour
1Starttid
xx xx = 0 till 23 timmar
Sektion1
Cycle 1
Intervalltid
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minuter
Hour 2Starttid
xx xx = 0 till 23 timmar
Sektion2
Cycle 2
Intervalltid
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuter
Hour 3
Starttid
xx xx = 0 till 23 timmar
Sektion
3
Cycle
3Intervalltid
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuter
Starttid Hour 4 xx = 0 till 23 timmarxx
Sektion
4
Intervalltid Cycle 4 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuter
xx
Hour
5
Starttid
xx xx = 0 till 23 timmar
Sektion5
Intervalltid Cycle 5 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuter
xx
Hour
6
Starttid
xx xx = 0 till 23 timmar
Sektion
6
Intervalltid Cycle 6 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuterxx
Starttid START xx = OFF , 0 till 23 timmar#3, #4xx
Operation
Användningstid#3, #4xx xx = OFF , 1 till 27 timmar

Viloläge

Automatiserad
mätning

Tecken markerade med ruta : Fabriksinställningar.
52

#1 : När viloläget är inställt på ”ON” kan starttid och
användningstid för automatiserad mätning, och intervalltiden
för viloläget användas. Intervalltiden för dessa avsnitt (1 till 6)
kan inte användas.
#2 : När viloläget är inställt på ”OFF” visas inte intervalltiden för
viloläget.
#3 : Om starttid anges och användningstid är inställd på ”OFF”,
när AUTO -omställaren är inställd på ”ON”, startas den
automatiserade mätningen vid den förinställda starttiden
fortsätter tills AUTO -omställaren ställs in på ”OFF”.
Om AUTO -omställaren ställs in på ”ON” igen startas den
automatiserade mätningen vid den förinställda starttiden.

Obs!
När ”ON” är angiven, även om AUTO -omställaren används
under den automatiserade mätningen så fortsätter den
automatiserade mätningen under användningstiden fråntiden då AUTO -omställaren initialt ställs in på ”ON”.
#4 : Om starttid är inställd på ”OFF” och användningstiden har
angetts så utförs den automatiserade mätningen den första
blodtrycksmätningen och fortsätter, när AUTO -omställaren
ställs in på ”ON”, under angiven användningstid.
Om AUTO -omställaren ställs in på ”OFF” underautomatiserad mätning så stoppas den.
Om AUTO -omställaren ställs in på ”ON” igen utförs den
automatiserade mätningen under angiven användningstid.

53

Obs!
När starttiden är angiven och AUTO -omställaren ställs in
på ”OFF” under automatiserad mätning så stoppas den.
När AUTO -omställaren ställs in på ”ON” igen startar den
automatiserade mätningen omedelbart.

Alternativets innehåll

Viloläge:Intervalltiden för den automatiserade mätningen kan anges.
Intervalltiden för sektionerna 1 till 6 kan inte användas.
Se ”6.1.2. Sömnfunktion och intervalltid”.

Sektion:24 timmar kan som mest delas in i sex segment. För varje
sektion kan man ange en starttid och intervall. A-BPM kan
endast användas när den automatiserade mätningen kan
utföras.
Automatiserad mätning:
Hela A-BPM kan kontrolleras. Ange starttid och
användningstid. Se ”8.3.2. Exempel på A-BPM-program”.

54

8.3.2. Exempel på A-BPM-program
ExempelStarttider och intervall. Förenklad inmatning.

Dubbla sektioner
Starttiden för sektion 1 =Intervalltiden för sektion 1 =Starttiden för sektion 2 =Intervalltiden för sektion 2 =Starttiden för sektion 3 =

7:00
15
22:00
60
7:00 ....Samma starttid som sektion 1

Sektion 3 och efterföljande poster visas inte eftersom starttiden
för sektion 3 är densamma som starttiden för sektion 1.
När starttiden för sektionerna 2, 3, 4, 5 eller 6 är densamma
som för sektion 1 så visas inte dessa starttider och intervall.

Exempel 1 Automatisk mätning

Starttiden för automatiserad mätning = OFF,
Användningstiden för automatiserad mätning = OFF.
När AUTO -omställaren är ställd till ”ON” utförs A-BPM
i enlighet med starttid och intervall för varje sektion tills
AUTO -omställaren ställs till ”OFF”.
Blodtrycksmätning

Ej mätt

Sektion 1

Sektion 2

55

TidExempel 2 Automatisk mätning

Starttiden för automatiserad mätning = 7:00,
Användningstiden för automatiserad mätning = OFF.
När AUTO -omställaren ställs till ”ON” startar A-BPM kl. 7:00.
A-BPM fortsätter att utföra mätningar i enlighet med angivna
starttider och intervall för varje sektion tills AUTO -omställaren
ställs till ”OFF”.
7:00

Blodtrycksmätning

Ej mätt

Sektion2

Sektion1

Tid# Även om AUTO -omställaren ställs in på ”OFF” och på ”ON”
igen under automatiserad mätning så fortsätter den
automatiserade mätningen.

Exempel 3 Automatisk mätning

Starttiden för automatiserad mätning = OFF,
Användningstiden för automatiserad mätning = 26 timmar.
När AUTO -omställaren ställs till ”ON” fortsätter A-BPM att
utföra mätningar i enlighet med angivna starttider och intervall
för varje sektion under 26 timmar.
Ej mätt
Blodtrycksmätning

Sektion1 till ”ON”
AUTO -omställare

Sektion2
Efter 26 timmar
56

Tid# Även om AUTO -omställaren ställs på "OFF" en gång och ställs
in på "ON” igen under automatiserad mätning så fortsätter den
automatiserade mätningen inte efter användningstiden.

8.3.3. Starttid och användningstid
När starttiden för den automatiserade mätningen är angiven
och AUTO -omställaren ställs in på ”ON” och den
automatiserade mätningen startas så visas följande
meddelande.
Om starttiden är tidigare än den aktuella tiden startas den
automatiserade mätningen vid starttiden för nästa dag.
”---” visas tills starttiden.

Aktuell tid

Samma "---” visas efter att användningstiden för den
automatiserade mätningen är slutförd.

57

8.4. S-BPM-program
De initiala inställningarna kan konfigureras på följande sätt.
Använda knappar på registreringsenheten.
Använda en dedikerad kringutrustning som ansluts tillregistreringsenheten via USB-kabeln.

Förfarande med knappar

Steg 1. Ställ in AUTO -omställaren på ”OFF”.
Steg 2. Samtidigt som du håller in knappen
START/STOP -knappen tills/ , håll invisas på LCD-displayen.

Steg 3. Välj S-BPM-program med följande knappar.
Program: OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBP/
-knapp.................. Ändra aktuell parameter.
START/STOP -knapp ...... Välj, nästa post.
Steg 4. Ange inställningar för varje post (antal mätningar,
intervalltid, starttid och larmets starttid) med följandeknappar.
/-knapp.................. Ändra aktuell parameter.
START/STOP -knapp ...... Välj, nästa post, slut på inställningar.
Steg 5. När inställningarna har gjorts visas S-BPM-klockan.

Försiktighet
Ta inte ur batterierna under tiden som du anger inställningarna.
Om batterierna tas ur måste du ange inställningarna igen.

58

8.4.1. S-BPM-poster och -parametrar
Program

Post

Parameter

S-BPM-program
Program

OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP

Mottagningsblodtryck
OBP

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Automatiserat mottagningsblodtryck
AOBP

Antal mätningar

2,

1 till 5 mätningar

Intervalltid

5,

3 till 10 minuter

Antal mätningar

2,

1 till 5 mätningar

Intervalltid

1,

1 till 5 minuter

Starttid

2,

0 till 23 timmar

Antal mätningar

2,

1 till 5 mätningar

Intervalltid

1,

1 till 5 minuter

Hemblodtryck
HBP

Automatiserat blodtryck, natt
ANBP

#1

Automatiserad egen blodtrycksmätning
ASBP

Larmets starttid

7 , 22 , 0 till 23 timmar

Antal mätningar

2,

1 till 5 mätningar

Intervalltid

1,

1 till 5 minuter#2

Tecken markerade med ruta : Fabriksinställningar.
#1: 24 timmar kan delas upp i maximalt sex sektioner.
För varje sektion kan du ange en starttid för
blodtrycksmätningen.
#2: 24 timmar kan delas upp i maximalt sex sektioner.
För varje sektion kan du ange larmets starttid för
blodtrycksmätningen.
59

8.4.2. Skärmvisningsexempel för S-BPM
Visning av automatiserat mottagningsblodtryck

OBP

Visning av Automatiserat mottagningsblodtryck

AOBP

Det finns inga inställningar att konfigurera för OBP.

AOBP använder förinställda värden för antal mätningar ochintervalltid. AOBP utför ett ”1 omfång” efter ett vänteläge undervilket patienten kan slappna av.
Se ”6.2.1. S-BPM-program” för information om ”1 omfång”.

Intervalltid

Antal mätningar

Visning av hemblodtryck

HBP

HBP använder förinställda värden för antal mätningar ochintervalltid. HBP utför ett ”1 omfång”.
Se ”6.2.1. S-BPM-program” för information om ”1 omfång”.

Intervalltid

Antal mätningar
60Visning av Automatiserat blodtryck under natt

ANBP

Inom ANBP kan upp till sex förinställda starttider för”1 omfång” anges. Se ”6.2.1. S-BPM-program” för
information om ”1 omfång”.

När den sista starttiden är densamma som den första
starttiden så slutförs inställningarna för starttid. Därefteranges antal mätningar och intervalltid för ”1 omfång”.

First starttid

Intervalltid

Exempel

2nd starttid

3rd starttid

Antal mätningar

Inställningar och förenklad inmatning

Mätningarna utförs kl. 22:00 och kl. 4:00.
Starttid för sektion 1 =4:00
Starttid för sektion 2 =22:00
Starttid för sektion 3 =4:00 ....... Samma starttid som sektion 1
Antal mätningar =2 mätningar
Intervalltid =0:01 minut

61

Automatiserad egen blodtrycksmätning

ASBP

Första larmets
starttid

3:e larmets
starttid

Inom ASBP kan upp till sex förinställda starttider för larmet anges.
Summern ljuder vid varje starttid. Tryck på knappen/
för
att utföra ”1 omfång” när summern ljuder. Se ”6.2.1. S-BPMprogram” för information om ”1 omfång”.
När den sista starttiden är densamma som den första
starttiden så slutförs inställningarna för starttid. Därefteranges antal mätningar och intervalltid för ”1 omfång”.

Intervalltid

Exempel

2:a larmets
starttid

Antal mätningar

Inställningar och förenklad inmatning

Summern ljuder kl. 22:00 och kl. 07:00.
Tryck på/-knappen för att
utföra ”1 omfång”.
Starttid för sektion 1 =22:00
Starttid för sektion 2 =7:00
Starttid för sektion 3 =22:00 ... Samma starttid som sektion 1
Antal mätningar =2 mätningar
Intervalltid =0:01 minut
62

8.5. Radera mätdata
Syftet med åtgärden och förklaring av funktionen

Mätdata raderas med inställningarna raderas inte.
De initiala inställningarna kan konfigureras på följande sätt.
Använda knappar på registreringsenheten.
Använda en dedikerad kringutrustning som ansluts tillregistreringsenheten via USB-kabeln.

Försiktighet
Om mätdata raderas kan de inte användas igen.
Säkerhetskopiera data före radering.
Ta bort mätdata för senaste patienten innan nästa
patient använder registreringsenheten.
Det tar ungefär tio sekunder att radera data.
Använd inte enheten medan data raderas, för att
säkerställa att dessa raderas korrekt.

Förfarande med knappar

Steg 1. Ställ in AUTO -omställaren på ”OFF”.
Steg 2. Om indikationen är dold, tryck på nappen START/STOP eller
EVENT -knappen för att återgå till väntelägesvisning.
Steg 3. Samtidigt som du håller in START/STOP -knappen,håll in EVENT -knappen tills DataClear (efter
Sleep och Display ) visas på OLED-displayen.
Steg 4. Välj en åtgärd.
Om du vill radera data, håll in START/STOP -knappen.
Erasing blinkar under DataClear på OLED-displayen och
dataraderingen startas. Fortsätt till steg 5 efter slutförd radering.
Om du vill spara (inte radera) data, tryck på EVENT knappen och gå vidare till steg 5.
Steg 5. Registreringsenheten återgår till vänteläget.
63

8.6. Sätta fast produkten på patienten
8.6.1. Information till patienter
Förklara följande för patienten så att hen kan använda
registreringsenheten på ett säkert sätt.

Försiktighetsåtgärder för blodtrycksmätningar

Låt armen vara avslappnad och var tyst under tiden som
uppblåsning påbörjas.

Behåll samma position under hela mätningen.
Undvik vibrationer, oljud och brus under tiden som mätningen pågår.
Blodtrycket mäts ungefär 1 minut efter att luftfyllningen har
utförts. Var stilla tills mätningen har slutförts.
Mätningsvaraktigheten från fyllning av manschetten tills luften
töms är upp till 170 sekunder.
Registreringsenheten kan komma att fyllas med luft igen i syfte
att åter mäta blodtrycket när luftfyllningen har slutförts. Detta kan
exempelvis inträffa om patienten rör på sig, osv.
Registreringsenheten kan starta blodtrycksmätningen efter cirka
120 sekunder, om mätdata är ogiltiga och nästa mätning intesker förrän om minst 8 minuter. Detta kan exempelvis inträffa
om patienten rör på sig, osv.
Registreringsenheten kan försvåra fordonskörning eller
användning av maskiner. Undvik att köra fordon eller använda
maskiner under tiden som registreringsenheten används.

Stoppa eller avbryta mätningen

Tryck på START/STOP -knappen för att avbryta
blodtrycksmätningen. En felkod lagras i minnet.
Blodtrycket mäts igen efter 120 sekunder.
64

För lägena A-BPM, ANBP och ASBP för S-BPM kan endast den
aktuella blodtrycksmätningen avbrytas, varpå ”1 omfång” utförs
vid nästa starttid. Ställ in AUTO -omställaren till ”OFF” för att
pausa A-BPM.
Ta av manschetten om den aktuella blodtrycksmätningen inte
kan avbrytas med START/STOP -knappen.

Försiktighet
Tryck på START/STOP -knappen för att avbryta
mätningen. ”1 omfång” utförs ändå vid nästa starttid
för Lägena A-BPM, ANBP och ASBP för S-BPM.
Om smärta i armen eller ett oväntat tillstånd inträffar ska dustoppa mätningen, ta av manschetten och rådfråga läkare.
Ställ in AUTO -omställaren till ”OFF” för att pausa A-BPM.
Ställ AUTO -omställaren på ”ON” för att återuppta automatiserad
mätning med A-BPM.
-symbolen visas på LCD- och OLEDdisplayen. Dataregistreringen fortsätter tills knappen slås om till ”OFF”.

Använda manuell mätning under A-BPM

Proceduren för en tillfällig mätning som inte ingår i det
förinställda programmet.

Steg 1. Om OLED-visningen är dold ska du trycka på
START/STOP eller EVENT -knappen för att återgå till
visning av A-BPM-vänteläge.
Steg 2. Tryck på START/STOP -knappen för att omedelbart mäta
blodtrycket under tiden som A-BPM används.
Steg 3. Mätningsresultaten lagras i minnet.
Om du trycker på START/STOP -knappen under enpågående mätning avbryts mätningen.

65

Försiktighetsåtgärder när registreringsenheten används

Registreringsenheten är ett precisionsinstrument.
Registreringsenheten får inte utsättas för stötar eller tappas.

Varken registreringsenheten eller manschetten är vattentäta(vattentåliga). Skydda produkten från kontakt med regn, svetteller vatten.
Lägg eller ställ inte någonting på produkten.
Om manschetten förflyttar sig på grund av häftiga rörelser eller
träning ska du sätta fast manschetten i rätt läge igen.
Positionera luftslangen på ett sätt som förhindrar att knutar
uppstår eller att den viras runt halsen under tiden som du sover.

Byta batterier

När symbolenvisas kan registreringsenheten inte mäta
blodtryck eller kommunicera med en dedikerad kringutrustning.
Byt omedelbart till två nya batterier.

8.6.2. Manschettskydd
Obs!
Se till att hålla manschettskyddet rent.
Byt manschettskydd inför varje ny användare.
Använd ett tillvalsmanschettskydd som passar den valda
manschetten.

668.6.3.

Sätta fast manschetten, bärfodralet och registreringsenheten

Försiktighet
Manschetten ska inte sättas fast på en patient som hardermatit (hudinflammation), sår på huden eller liknande.
Avlägsna och sluta använda manschetten om dermatit(hudinflammation) eller andra symtom uppstår på patienten.
Förhindra att luftslangen virar sig runt halsen eller kroppen.
Var försiktig när enheten används i närheten av spädbarn,
eftersom luftslangen medför strypningsrisk.
Sätt fast luftslangens koppling ordentligt tills den inte kan
vridas mer. Om kopplingen sitter fel kan luftläckage och ett
mätningsfel uppstå.

Obs!
Sätt fast manschetten i korrekt position och vira den runt armen
så att blodtrycksmätningar kan utföras korrekt.
Förhindra att manschetten och luftslangen vibrerar under tiden
som mätningar pågår. Registreringsenheten läser av små
förändringar i lufttrycket inuti manschetten.
Den medföljande manschetten är avsedd för vuxna patientersvänsterarm.Om manschettstorleken inte passar ska en
tillvalsmanschett köpas.
Armomkrets
Liten manschett (Small) 15 till 22 cm 05,9 tum till 08,7 tum
Manschett, vuxen (Adult) 20 till 31 cm 07,8 tum till 12,2 tum
Manschett, stor (Large) 28 till 38 cm 11,0 tum till 15,0 tum
Extra stor manschett36 till 50 cm 14,2 tum till 19,7 tum
Se till att hålla manschetten ren.
Vi rekommenderar att patienten använder bärfodralet och bältet.
Manschetten är inte tillverkad av naturgummilatex.
67

Ta på sig manschetten, registreringsenheten och bärfodralet

Steg 1. För igenom manschettens ände genom ringen så att dess
form blir som ett armband.
Steg 2. Lokalisera vänsterarmsartären genom palpation (känn efter
med handen var artären är).
Steg 3. Sätt fast manschetten direkt mot huden så att den vita
markeringen sitter precis ovanpå armartären och manschettens
nedre kant sitter cirka 1 till 2 cm ovanför insidan av armbågen.
Steg 4. Vira manschetten så att ringen sitter inom intervallet och
manschetten sitter plant och inte glider ned, men så att två
fingrar fortfarande ryms mellan manschetten och armen.
Steg 5. Fäst luftslangen med häfttejp så att den ligger över axeln.
Steg 6. För in bältet genom bärfodralet.
Steg 7. Justera bältet så att bärfodralet sitter på vänster sida.
Steg 8. Koppla luftpluggen till luftanslutningen på registreringsenheten.
Steg 9. Placera registreringsenheten i bärfodralet.

Ring

ArmartärVittpositionerings
märke för
Ungefär
1 - 2 cm ovanför

Vitt positioneringsmärke
för artär
Vit ådermarkering

68Luftslang

Tejp
SpänneLuftslang

Bälte
Bärfodral
Luftplugg
Luftanslutning

För inBärfodral

Bälte
69

8.7. Förfarande vid blodtrycksmätning
8.7.1. A-BPM-funktioner
När A-BPM startas mäts blodtrycket i enlighet med deförinställda parametrarna.

Obs!
Ställ in den inbyggda klockan och initialt luftfyllningsvärde innan
mätningar utförs, eftersom A-BPM använder sig av dessa
inställningar. Se ”8.2.2. Klock- och övervakningsfunktion
för mätning” och ”8.3. A-BPM förinställda program”.
När du tar av dig registreringsenheten ska du ställa AUTO omställaren på ”OFF”.
Om registreringsenheten tas av under tiden som A-BPM pågår
utförs uppblåsning av manschetten vid nästa starttid, vilket kan
innebära att manschetten brister. När A-BPM återupptas ställer
du AUTO -omställaren på ”ON”.
Symbolenvisas när A-BPM används.

Manuell blodtrycksmätning kan utföras under A-BPM-vänteläge.
Resultatet från den manuella blodtrycksmätningen kan lagras
i minnet.
När A-BPM stoppas visas felkoden E07 på OLED-displayenoch sparas i minnet.

Starta A-BPM

Steg 1. Ställ AUTO -omställaren på ”ON”.
Steg 2. Symbolen
startat.

visas på OLED- och LCD-displayen. A-BPM är
70

Pausa A-BPM

Steg 1. Ställ in AUTO -omställaren på ”OFF”.
Steg 2. Symbolendöljs. A-BPM pausas.

Avbryta A-BPM

När du trycker på START/STOP -knappen under enpågående blodtrycksmätning töms luften omedelbart
ur manschetten och mätningen avbryts. A-BPM är dock
fortfarande aktivt. Nästa blodtrycksmätning utförs i enlighet
med inställningarna för A-BPM.

Mäta blodtryck omedelbart under A-BPM(Manuell blodtrycksmätning med A-BPM)

Steg 1. Om OLED-visningen är dold ska du trycka på
START/STOP eller EVENT -knappen för att återgå till
visning av A-BPM-vänteläge. A-BPM-vänteläget är ett
tillstånd under vilket blodtrycket inte mäts underintervalltiden.
Steg 2. Tryck på START/STOP -knappen under A-BPM-vänteläget.

För att dubbla eller återställa intervalltiden

När vänteläge är "ON” och EVENT -knappen trycks påunder A-BPM-vänteläge dubbleras intervalltiden.

71

8.7.2. S-BPM-funktioner
Obs!
Konfigurera den inbyggda klockan och initialt luftfyllningsvärde
innan mätningar utförs, då S-BPM använder sig av dessa
inställningar. Se ”8.2.2. Klock- och övervakningsfunktion
för mätning 8.4. S-BPM-program”.
Ta ur batterierna när patienten inte använder
registreringsenheten och manschetten under tiden som ANBP
eller ASBP används (även under vänteläge). Om batterierna
sitter kvar i batterifacket kan manschetten brista när
registreringsenheten fyller manschetten igen vid
nästa ”1 omfång”. Om patienten återupptar mätningarna ska
batterierna sättas i igen och knappen/
därefter tryckas in.
Manuell blodtrycksmätning kan utföras under S-BPM-vänteläge.
Resultatet från den manuella blodtrycksmätningen kan lagras
i minnet.
När S-BPM stoppas visas felkoden E07 på OLED-displayenoch sparas i minnet.

Starta S-BPM

Steg 1. Ställ in AUTO -omställaren på ”OFF”.
Steg 2. Funktionerna är följande:
S-BPM-program
Mottagningsblodtryck
OBP
Automatiserat mottagningsblodtryck
AOBP
Hemblodtryck
HBP
Automatiserat blodtryck, natt ANBP
Automatiserad egenblodtrycksmätning

Funktioner
Tryck på/-knappen
för att starta det förinställda
programmet under vänteläge.

Förinställda program går ini standbyläge tills ”starttid”
eller ”larmets starttid”
ASBP
inträffar.

72

Mäta blodtryck omedelbart under S-BPM.
(Manuell blodtrycksmätning för S-BPM)

Steg 1. Om visningen av LCD-skärmen är dold ska du trycka på
START/STOP -knappen eller EVENT -knappen för att
återgå till visning av vänteläge för S-BPM.
Steg 2. Tryck på/ -knappen under S-BPM-vänteläge.
Blodtrycksmätningarna inom ”1 omfång” utförs omedelbart.

Stoppa eller avbryta S-BPM

Funktionerna är följande:

S-BPM-program

Funktioner

Mottagningsblodtryck
OBP
Automatiserad på
Tryck på/-knappen för att avbryta
sjukhus
blodtrycksmätningen.
blodtryck
AOBP
Hemblodtryck

HBP/-knappen för att avbryta
Automatiserad natt Tryck på
blodtryck
ANBP blodtrycksmätningen. Vid nästa starttid mäts
blodtrycket eller så avger summern en
ljudsignal.
#1
Automatiserad
Om du behöver stänga av
självtagning
registreringsenheten helt ska du ta ut
blodtryck
ASBP batterierna ur registreringsenheten eller
växla till OBP, AOBP eller HBP.
#1: Se ”6.2.1. S-BPM-program”.

73

8.7.3. Manuell mätning
Använd funktionen manuell blodtrycksmätning för att utföra en
första testmätning eller en omedelbar blodtrycksmätning.

Obs!
En manuell blodtrycksmätning kan startas omedelbart
i vänteläget.
Mätningsresultatet lagras i minnet.

Mäta blodtryck omedelbart under A-BPM.
(Manuell blodtrycksmätning för A-BPM)

Steg 1. Om OLED-visningen är dold ska du trycka på
START/STOP eller EVENT -knappen för att återgå till
visning av A-BPM-vänteläge. A-BPM-vänteläge är en period
under vilken blodtrycket inte mäts under intervalltiden.
Steg 2. Tryck på START/STOP -knappen under A-BPM-vänteläge.

Mäta blodtryck omedelbart under S-BPM.
(Manuell blodtrycksmätning med S-BPM)

Steg 1. Om LCD-skärmen är dold, tryck på START/STOP -knappeneller EVENT -knappen för att återgå till visning av S-BPMvänteläge.
Steg 2. Tryck på/ -knappen under S-BPM-vänteläge.
Blodtrycksmätningarna inom ”1 omfång” utförs omedelbart.

74

8.7.4. Stoppa och avbryta mätningarPågående A-BPM-, S-BPM- och manuella blodtrycksmätningar
kan när som helst stoppas eller avbrytas omedelbart.

Obs!
När blodtrycksmätningen stoppas är stoppkoden
När blodtrycksmätningen stoppas visas stoppkoden E07
på OLED-displayen och sparas i minnet.

Pausa A-BPM

Steg 1. Ställ in AUTO -omställaren på ”OFF”.
Steg 2. Symbolendöljs. A-BPM pausas.

Avbryta A-BPM

När du trycker på START/STOP -knappen under enpågående blodtrycksmätning töms luften omedelbart
ur manschetten och mätningen avbryts. A-BPM är dock
fortfarande aktivt. Nästa blodtrycksmätning utförs i enlighet
med inställningarna för A-BPM.

75

Stoppa eller avbryta S-BPM
Funktionerna är följande:
S-BPM-program

Funktioner

Mottagningsblodtryck
OBP
Automatiserad
Tryck på/-knappen för att avbryta
på sjukhus
blodtrycksmätningen.
blodtryck
AOBP
Hemblodtryck
HBP/-knappen för att avbryta
Automatiserad natt Tryck på
blodtrycksmätningen.
Vid nästa starttid mäts
blodtryck
ANBP
blodtrycket eller så avger summern en
ljudsignal.
#1
Automatiserad
Om du behöver stänga av
självtagning av
registreringsenheten helt ska du ta ut
blodtryck
ASBP batterierna ur registreringsenheten eller
växla till OBP, AOBP eller HBP.
#1: Se ”6.2.1. S-BPM-program”.

76

8.8. Ansluta registreringsenheten till en dedikerad kringutrustning
8.8.1. Ansluta med en USB-kabel
Se bruksanvisningen för ABPM Data Manager för information om
kommunikationsinställningar.

Försiktighet
Ansluta kabeln
Anslut en godkänd USB-kabel till micro USB-uttaget.
Sätt i kabeln i rätt riktning. Felaktig anslutning kan orsaka
fel och funktionsproblem. Kontrollera att kontaktkabeln ärkorrekt ansluten.
Blodtryck kan inte mätas under USB-kommunikation.
Anslut inte till patienten när registreringsenheten är
ansluten till kabeln. Kabeln kan oavsiktligt viras runt
halsen eller kroppen.
Förberedelse av en dedikerad
kringutrustning
Ta av registreringsenheten och manschetten från patienten
innan registreringsenheten (TM-2441) ansluts till en
dedikerad kringutrustning.
Om nivå 1
visas ska registreringsenheten (TM-2441)
anslutas till kringutrustningen efter att batterierna bytts.

77Ansluta registreringsenheten till dedikerad kringutrustning via USB-kabeln

Steg 1. Öppna luckan till micro USB-uttaget på registreringsenheten.
Anslut tillbehöret till USB-kabeln.

Micro USB-uttag
USB-kabel

Upprätta datakommunikation med en dedikerad kringutrustning
Steg 1. Anslut micro USB-kabeln frånregistreringsenheten till den
dedikerade kringutrustningen.

Steg 2. Summern ljuder ochvisaspå LCD-displayen.
Datakommunikationen går ini standbyläge.
Steg 3. Utför analys med hjälp av
dedikerad kringutrustning.
Datakommunikations går endast
in i aktivt onlineläge vid USBkommunikation.

Anslut micro USB-kabeln

Standbyläge

Aktiv
onlineläge

Avbryta datakommunikation med en dedikerad kringutrustning
Steg 1. Koppla bort kabeln i standbyläge.
788.8.2. Använda Bluetooth®-kommunikation
En Bluetooth-enhet måste parkopplas med en annan
enhet för att kunna kommunicera med den enheten. När
registreringsenheten har parkopplats med en annan enhet kan
de båda enheterna kommunicera med varandra automatiskt.

Obs!
Se till att stänga av alla andra Bluetooth-enheter när duparkopplar registreringsenheten.
Flera enheter kan inte parkopplas samtidigt.
Om registreringsenheten parkopplas till en andra enhet bryts
parkopplingen till den första enheten.
Om enheterna inte kan kommunicera efter att de har
parkopplats ska du utföra parkopplingen igen.

Bluetooth®-Parkoppling

Steg 1. Ställ in AUTO -omställaren på ”OFF”.
Steg 2. Om visningen är dold ska du trycka på START/STOP -knappeneller EVENT -knappen för att återgå till visning av vänteläge.
Steg 3. Håll in EVENT -knappen tills Pairing (efter
FlightMode ) visas på OLED. Registreringsenheten
väntar på parkoppling.
Steg 4. När Bluetooth-parkoppling är slutförd visas symbolenpå
LCD-displayen.
Om du vill avbryta aktuell parkoppling, tryck på EVENT knappen. Registreringsenheten visar då vänteläget.

79

8.8.3. Avbryta Bluetooth®-kommunikation (flygplansläge)
Flygplansläget avbryter Bluetooth-kommunikationen.

Använda flygplansläge

Steg 1. Ställ in AUTO -omställaren på ”OFF”.
Steg 2. Om visningen är dold ska du trycka på START/STOP knappen eller EVENT -knappen för att återgå till visningav vänteläge.
Steg 3. Håll in EVENT -knappen tills FlightMode visas på OLEDdisplayen.
Steg 4. Flygplansläget kan aktiveras/inaktiveras genom att trycka
på START/STOP -knappen.
START/STOP -knapp
FlightMode
FlightMode
OFF
ON
Steg 5. Tryck på EVENT -knappen för att återgå till
väntelägesvisning.

80

9. Förvaring, inspektion och
säkerhetshantering av produkter
9.1. En generell regel är att patienten ska inspektera enheten
vid dagliga kontroller, såsom finns beskrivet i blandannat ”Inspektion vid användning”.
Medicinska instrument, sådana som den här
registreringsenheten, måste hanteras så att de fungerar på rätt
sätt när det behövs och tillförlitligt säkerställa säkerheten för
patienten och operatören. Som en tumregel ska operatören
inspektera det här instrumentet dagligen gen om att
följa ”Inspektion före användning”.
Daglig hantering, sådant som inspektion innan användning, är
nödvändiga för att upprätthålla registreringsenhetens prestanda,
säkerhet och effektivitet.
Vi rekommenderar att registreringsenheten inspekteras
regelbundet varje år.

Obs!
Sjukvårdsinrättningar måste utföra underhållshantering för
att säkerställa att det medicinska instrumentet är säkert att
använda.

81

9.2. Rengöra produkten
Försiktighet

Rengör registreringsenheten innan den ansluts till nästa patient.
Rengör registreringsenheten innan den ansluts till nästa patient.
Du får inte spruta vatten på eller sänka ned registreringsenheten
i vatten när du rengör den. Det kan leda till fel.
Torka registreringsenheten efter att den torkats av med
vatten och den antiseptiska lösningen för att hindra att
vätskan tränger in i registreringsenheten.
Desinficera registreringsenheten regelbundet för att
förhindra infektion. Använd inte en steriliseringsapparatpå registreringsenheten.
Använd inte ett organiskt lösningsmedel (till exempel thinner)eller povidonjodlösning för att rengöra registreringsenheten.
Det kan leda till missfärgningar, skador och fel.
Använd inte en hårtork eller dylikt för att torka
registreringsenheten. Det kan leda till fel och skador.

Kontroll efter rengöring av manschetten

Kontrollera att manschettblåsan är korrekt införd
i manschettyget. Om den inte är korrekt införd kan
det medföra skador eller explosion vid uppblåsning.

Rengöra registreringsenheten

Torka bort smuts och damm på registreringsenhetens utsida
med hjälp av gasväv fuktad med varmt vatten och vridits ur
ordentligt. När blod eller mediciner osv. fastnar på fodralet ska
den först rengöras med antiseptisk lösning på en gasväv som
vridits ur ordentligt. Torka sedan av det våta höljet med gasväv
som fuktats med varmt vatten och vridits ur ordentligt.
Vi rekommenderar att använda kemikalier (ingrediensnamn)från den antiseptisk lösning som listas i tabellen (Exempel
på användbar antiseptisk lösning (ingrediensnamn)).
82

Rengöra manschetten

När du rengör och desinficerar manschettskyddet och
manschettyget ska du ta bort manschettblåsan inuti
manschettyget. Torka bort smuts och damm med hjälp av
gasväv som fuktats med varmt vatten och vridits ur ordentligt.
Se antiseptiska lösningar i tabellen (Exempel på användbar
antiseptisk lösning (ingrediensnamn)) för desinficering.
Exempel på användbar antiseptisk lösning(ingrediensnamn)
Komponentnamn

Produktnamn

Bensalkoniumklorid Bensalkoniumklorid 10-procentig lösning
Isopropanol

70 % i 1-propanol

EtanolEtanol för desinfektion 76,9 till 81,4
volymprocent

Använd produkten enligt anvisningarna på förpackningen.

Obs!
Manschett och luftslang är förbrukningsartiklar.
Om mätningsfel inträffar regelbundet, eller om blodtrycket inte går
att mäta, måste de bytas ut mot nya. Se ”10. Tillvalsartiklar(beställs separat)” i den här manualen.

839.3. Inspektion innan batteriet sätts i
Utför den dagliga inspektionen för att kunna använda
registreringsenheten korrekt.
Inspektionen beskrivs här nedanför:

9.3.1. Inspektion efter att batterier har satts i
PosterUtsidaOperation
Skärm

Mätning
ManschettBärverktyg
Anslutning

Beskrivning
Inga skador eller deformation från att enheten tappats.
Ingen smuts, rost eller repor.
Inga sprickor eller skrammel.
Inga skador eller skrammel från knappar och brytare.
Ingen smuts eller repor på displayen.
Luftslangen får inte vara veckad. Om det finns
luft kvar i manschetten kan det leda till fel pågrund av att blodflödet i armen stoppas.
Manschettblåsan är korrekt införd imanschettyget.
Manschetten är inte trådsliten. Manschetten är
inte ihoptrasslad.
Byt ut manschetten om problem påträffas.
Manschetten går att byta ut.
Om det förekommer sprickor eller lim i kopplingenmellan manschetten om manschettblåsan.
Om luftslangen tappat sin flexibilitet och blivit hårdare.
Om ytan på luftslangen blivit glansig eller känns oljig.
Om det förekommer sprickor i luftblåsan.
Vi rekommenderar att man byter ut manschetten
var tredje år, oavsett hur ofta den används.
Inga skador på bärfodral, bälte och manschett.
Luftanslutningen är korrekt ansluten tillluftanslutningen.
849.3.2. Inspektion efter att batterier har satts i
Post
UtsidaOperation
Mätning
ManschettInspektion av
blodtrycksvärde

Beskrivning
Ingen eld, rök eller starka lukter.
Inga onormala ljud.
Knappar och brytare ska fungera korrekt.
Mätvärden ligger inom eller nära förväntade
värden.
Inga onormala ljud eller åtgärder inträffar
under mätning.
Om blodtrycksvärdena är felaktiga ska dukontakta din lokala återförsäljare.

859.4. Kassering
Följ alla lagar och lokala föreskrifter för kassering ochåtervinning av produkten i syfte att skydda miljön.

Kassera manschetten

En manschett som har använts av en patient anses vara
medicinskt avfall.
Kassera produkten på korrekt sätt.

Kassera det inbyggda uppladdningsbara batteriet

Försiktighet
Registreringsenheten är utrustad med ett reservbatteri.
När registreringsenheten kasseras ska batteriet kasseras
på lämpligt sätt enligt lokala miljöskyddsbestämmelser.

Övrigt

Namn

Del
Låda
Förpackning
Dyna
Påse
Låda
Interna delar
Chassi
Reservbatteri
Registreringsenhet på skiva inuti
enhetenBatteriMaterial
Kartong
Luftdyna, speciallåda
Vinyl
ABS + PC-harts
Allmänna delar
Järn
Uppladdningsbart
litiumknappcellsbatteri:

ML2016H
Alkaliskt batteri: 1,5 V LR6 eller AA-storlek
Uppladdningsbart batteri:AA-storlek
Ni-MH-batterier, minst 1 900 mAh
86

9.5. FelsökningGå igenom följande checklista och listan över felkoder innan dukontaktar din lokala återförsäljare.
Om dessa åtgärder inte avhjälper problemet, eller om problemet
inträffar igen, ska du kontakta din lokala återförsäljare.
Problem
Inget visas pådisplayen efter
knapptryck.
Ingen OLEDvisning under
A-BPM.
Klockan nollställs
regelbundet.

Huvudorsak
Batteriet är urladdat.

ÅtgärdByt ut mot nya
batterier.

OLED-visning kan
Plocka ut batterierna
försvinna på grundoch sätt sedan in dem
av statisk elektricitet. igen.
Reservbatteriet
Ladda i 48 timmar med
laddas inte.
#1 nya batterier.
Kontrollera manschetten
och luftslangen med
Manschetten är inte
Ingen luftfyllning
avseende på veck ochkorrekt ansluten.
korrekt anslutning.
Ingen USBKommunikationskabeln Kontrollera att kabeln
kommunikation #2 är borttagen.
är korrekt ansluten.
Den dedikerade
Det tar tid att få
Vänta tills nedladdningenkringutrustningen laddar
kommunikationsär klar. Den kan behöva
ned en stor mängd miljödata
respons.
upp till 50 minuter.
#2
under en längre tid.
Batterier som inte är
Det går inte att
Kontakta din lokala
av standardstorlek haröppna batteriluckanåterförsäljare.
använts.
#1: Användare (som ej är behöriga att utföra underhåll) får inte byta
reservbatteriet (litiumbatteriet) som sitter på kretskortet inuti
registreringsenheten. Reservbatteriet laddas av de vanliga
batterierna (LR6 eller AA-storlek) som används vid mätningar.
#2: Det krävs en dedikerad kringutrustning.

Försiktighet

Registreringsenheten får inte demonteras eller modifieras.
Enheten kan skadas.
879.6. Felkoder
Felkoder vid mätning
Kod

Betydelse

Orsak och åtgärd

Nolltrycksfel

Töm ut luften som finns kvar imanschetten.

Svagt batteri

Byt ut mot nya batterier.

Luftfyllning fungerar
inte

Tryckvärdet
överskrider
299 mmHg

Uppblåsningen når inte måltrycket.
Kontrollera manschettens anslutning.
Om det finns problem med
manschettens anslutning
kan funktionsfel uppstå hosregistreringsenheten, och den
behöver då inspekteras.
Kroppsrörelse kan inträffa underluftfyllning. Koppla av och var stilla undermätningen. Om det inte hjälper behöver
registreringsenheten inspekteras.

Tvinga framanvändningsstopp
Tryck bara på START/STOP knappen eller/-knappen
med knappen
START/STOP eller när det är nödvändigt.
knappen/ .

Blodtryck kan inte
mätas.

Hjärtrytm kan inte detekteras på
grund av kroppsrörelser eller
störljud från kläder.
Slappna av och se till att inte röra dig.
Bekräfta att manschetten sitter rätt.
Om felet inträffar även när duslappnar av ska du kontakta din lokalaåterförsäljare för inspektion ochreparation av registreringsenheten.
88

Kod

Betydelse

Orsak och åtgärd

Fel hos den inbyggda Plocka ut batterierna och sätt sedan
acceleratorsensorn. in dem igen.
För kraftiga
kroppsrörelser.

Koppla av och var stilla undermätningen.

Utanför intervall,
30
PUL
200

Om dessa fel inträffar flera gånger
ska du utföra ytterligare
Utanför intervall,
blodtrycksmätningar.
30
DIA
160
#1
PP = SYS - DIA
Utanför intervall,
SYS: Systoliskt blodtryck
60
SYS
280
DIA: Diastoliskt blodtryck
Utanför intervall,
PP: Pulstryck
10PP
150 #1
Om fyllnings- eller tömningsMätningen har pågått
hastigheten är för långsam ska
i mer än 180 sekunder.
enheten inspekteras.
Tömningen har pågått Tömningshastigheten kan vara för
i mer än 90 sekunder. långsam. Inspektion bör utföras.
Hjärtrytm kan inte
detekteras.

Hjärtrytm kan inte detekteraspå grund av kroppsrörelser eller
liknande. Mät blodtrycket när duär avslappnad och stilla.

Inställningarna förintervalltid är
felaktiga.

Om intervalltiden är inställd på
120 minuter kan differensen mellan
den senaste starttiden och nästa
starttid inte delas upp i exakta
tvåtimmarsperioder.

Nolltrycksfel för
skyddskrets.

Visas vid mätningens starttid.
Töm ut all luft som finns kvari manschetten.

89

Kod

Betydelse

Orsak och åtgärd

Skyddskretsen
detekteraröverbelastningstryck.

Kroppsrörelser kan ha detekterats
under luftfyllningen. Slappna av
och se till att inte röra dig.
Om felet inträffar även när duär avslappnad och stilla ska dukontakta din lokala återförsäljare
för inspektion av enheten.

Maskinvarufelkoder i registreringsenheten
Kod

Betydelse

Minnesfel

Orsak och åtgärd
Det kan hända vid en kraftigpåverkan, sådan som att
registreringsenheten tappas.
Om den här koden visas ofta kan
det vara fel med den inbyggda
minnet. Kontakta din lokalaåterförsäljare för att få enheten
kontrollerad.

Obs!
Felkoderna kan komma att ändras utan förvarning.

90

10.
Manschetter

Tillvalsartiklar (beställs separat)

Namn

Beskrivning

Beställningskod

Liten manschett (Small) Armomkrets
TM-CF202B
till vänsterarm
15 till 22 cm 5,9 tum till 8,7 tum
Manschett, vuxen(Adult)till vänsterarm

Armomkrets
TM-CF302B
20 till 31 cm 7,8 tum till 12,2 tum

Manschett, stor (Large) Armomkrets
TM-CF402B
till vänsterarm
28 till 38 cm 11,0 tum till 15,0 tum
Extra stor manschetttill vänsterarm

Armomkrets
TM-CF502B
36 till 50 cm 14,2 tum till 19,7 tum

Manschett, vuxen(Adult)till högerarm

Armomkrets
TM-CF802B
20 till 31 cm 7,8 tum till 12,2 tum

Manschett, engångs,10 bladManschettskydd, litet

till vänsterarm 10 blad

TM-CF306A
AX-133024667-S

Manschettskydd, vuxen till vänsterarm 10 blad

AX-133024500-S

Manschettskydd, storttill vänsterarm 10 blad

AX-133024663-S

Manschettskydd, extra
till vänsterarm 10 bladstort

AX-133024503-S

Manschettskydd, vuxen till högerarm

10 bladAX-133024353-S

Manschettyg, litet

till vänsterarm 2 blad

AX-133025101-S

Manschettyg, vuxen

till vänsterarm 2 blad

AX-133024487-S

Manschettyg, storttill vänsterarm 2 blad

AX-133025102-S

Manschettyg, extra stort till vänsterarm 2 blad

AX-133025103-S

Manschettyg, vuxen

AX-133025104-S

till högerarm

Luftslangsadapter

2 blad-91

TM-CT200-110A

Dataanalys

Namn

Beskrivning

Beställningskod-

AX-KOUSB4C

USB-kabelÖvrigtNamn

Aktivitetsregisterblad

Beskrivning
10 bladBeställningskod
AX-PP181-S

Bärfodral-

AX-133025995

Bälte

-

AX-00U44189

Spännen

5 stycken

92

AX-110B-20-S

11.

Bilaga11.1. Principer för blodtrycksmätning
Mätningsförfarande: Vira manschetten runt överarmen.
Fyll manschetten med luft till ett tryckvärde som är högre än
det systoliska blodtrycket. Töm sedan ut luften ur manschetten
gradvis. När trycket detekteras i manschetten under tiden som dentöms på luft uppstår en pulsvågform som är synkroniserad med
hjärtrytmen. Pulsvågformen höjs plötsligt när den närmar sig det
systoliska blodtrycket. Den höjs ytterligare alltmedan tömningenpågår tills den når högsta amplitud, varpå den sedan gradvis sänks.
Förändringar i pulsens vågform illustreras på nästa sida. Underoscillometrisk blodtrycksmätning specificeras det systoliska
blodtrycket som punkten där amplituden plötsligt höjs när pulsen
detekteras i manschettrycket, medan blodtryckets medelvärde
specificeras som punkten där amplituden når sin maximala nivå, och
det diastoliska blodtrycket specificeras som punkten där amplituden
gradvis sänks. Tryckgivaren detekterar egentligen de små
förändringarna i manschettrycket över tid, lagrar pulsens vågform iminnet och utvärderar sedan det systoliska och diastoliska
blodtrycket i enlighet med en algoritm som är anpassad efter den
oscillometriska mätningen. Algoritmens detaljer varierar beroende på
vilken blodtrycksmätare som används. Blodtrycksvärden hos vuxna
och spädbarn mäts med oscillometrisk metod och värdena jämförs
med motsvarande värden som mätts med auskultationsmetod.
Det diastoliska blodtrycket definieras som slutpunkten av fas
4 när auskultationsmetod används. Pulsvågformen som avges av
manschettrycket beror på manschettmaterialets egenskaper. Genom
att använda specificerad manschett tillsammans med motsvarande
mätningsalgoritm kan mätningsprecisionen därför bibehållas.
Luftslangens längd är kortare än 3,5 m då slangen har dämpandeegenskaper till följd av pulsvågsspridning.
93

mmHg
200
150
100
50
0

Direktmetod (vänsterarm)

200
150
100
50
0
Systoliskt blodtryck
Genomsnittligt blodtryck
Diastoliskt blodtryck

Tid
Direktmetod(vänsterarm)

Tid

Mikrofonmetod
Oscillometrisk
mätningsmetod

Faktorer vid blodtrycksmätningsfel

Pulsdiagrammet kan vara en objektiv
indikation på tillförlitligheten hos
mätningsprecisionen. Om brus hörs på grund
av oregelbunden hjärtrytm eller fysiska rörelserändras grafens amplitud. När pulsdiagrammet
inte visar en jämn linje ska mätningen utföras
igen eller en annan metod användas.

Manschettläge på samma höjd som hjärtat

Pulsdiagram

Vira manschetten runt armen på en höjd som motsvarar hjärtatsnivå. Om manschettens läge är felaktigt kan mätningsfel inträffa.
Om manschetten exempelvis sitter 10 cm nedanför hjärtats nivåblir blodtrycksmätningen 7 mmHg högre.
94

Rätt manschettstorlek

Använd en manschett av rätt storlek. Om manschetten är för
liten eller stor kan mätningsfel inträffa. Mätningar med en för liten
manschett tenderar att avläsas som högt blodtryck, oavsett vaddet verkliga blodtrycket ligger på eller om artärena fungerar
normalt. Mätningar med en för stor manschett tenderar att
avläsas som lågt blodtryck, särskilt hos patienter som harallvarlig åderförkalkning eller abnorma kärlklaffar. Felaktig
manschettstorlek är en av orsakerna till skillnader mellan
direktmätningsmetoden och den oscillometriska
mätningsmetoden. Manschettens intervall för armomkrets
framgår av etiketten. Välj och använd rätt manschettstorlek
som passar den enskilda patienten. Precisionen hos
blodtrycksmätningen garanteras av precisionen hos
tryckgivaren, lufttömningsegenskaperna och mätningsalgoritmenså länge rätt manschettstorlek och rätt luftslang används.
Kontrollera tryckgivarens precision och
lufttömningsegenskaperna regelbundet.

9511.2. EMD-information
De krav som gäller för medicinska elektroniska instrument
beskrivs nedan:

Uppgifter inom EMD-riktlinjer

När registreringsenheten används måste särskilda
försiktighetsåtgärder vidtas för EMD (elektromagnetiska
störningar). Använd registreringsenheten enligt de varningar
gällande EMD som beskrivs i denna manual. Bärbar och mobil
radiofrekvent kommunikationsutrustning (t.ex. mobiltelefoner)
kan påverka elektrisk utrustning för medicinskt bruk.

Tillbehör som uppfyller EMD-standarderna

Den här registreringsenhetens tillbehör och alternativ uppfyller
villkoren i IEC60601-1-2:2014. Om ej godkända tillbehör
används kan det leda till ökad strålning och lägre
bullerimmunitet.

Varning
Använd tillbehör som rekommenderas av A&D.
Ej godkända tillbehör kan påverkas av elektromagnetiskstrålning och få minskad immunitet mot störningar.

EMISSIONSGRÄNSER
FenomenEfterlevnad

Utstrålad RF-emission CISPR11

96

Grupp 1, Klass B

TESTNIVÅER FÖR IMMUNITET: Höljets anslutning
FenomenTestnivåer för immunitet±8 kV kontakt
Elektrostatisk urladdning
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft
Utstrålade radiofrekventa
10 V/melektromagnetiska fält
80 MHz–2,7 GHz
IEC 61000-4-3 80 % AM vid 1 kHz
Fältstyrkor från radiofrekvent Se tabell (Testspecifikationer förtrådlösIMMUNITET FÖR HÖLJETS
kommunikationsutrustning
ANSLUTNING till radiofrekvent
IEC 61000-4-3 trådlös kommunikationsutrustning)
Märkeffektfrekvens magnetiska 30 A/m
fält
IEC 61000-4-8 50 Hz/60 Hz

TESTNIVÅER FÖR IMMUNITET: PATIENTANSLUTNING
FenomenElektrostatisk urladdning
IEC 61000-4-2

Testnivåer för immunitet±8 kV kontakt±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft

TESTNIVÅER FÖR IMMUNITET: Port för inmatning/utmatning av signal
FenomenElektrostatisk urladdning
IEC 61000-4-2

Testnivåer för immunitet±8 kV kontakt±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft

Elektriska snabba transienter/ ±1 kV
toppar
IEC 61000-4-4 100 kHz repetitionsfrekvens
Uppmätta störningar införda
genom radiofrekvensfält
IEC 61000-4-8

3 V 0,15 MHz - 80 MHz
6 V i ISM- och amatörradioband
mellan 0,15 MHz och 80 MHz
80 % AM vid 1 kHz
97

450

430 - 470

GMRS 460
FRS 460

710
745
780

704 - 787

LTE-band 13,17

Pulsmodulering
1,8
18 Hz
FM
±5 kHz2
avvikelse
1 kHz sinus
Pulsmodulering
0,2
217 Hz

GSM 800/900
TETRA 800
Pulsmodulering
870 800 - 960
iDEN 820
2
18 Hz
CDMA 850
930
LTE-band 5
GSM 1800
1 720
CDMA 1900
GSM 1900
Pulsmodulering
1 845 1 700 - 1 990
2
DECT
217 HzLTE-band
1,
3,
4,
25
1 970
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11 b/g/n Pulsmodulering
2 450 2 400 - 2 570
2RFID 2450
217 HzLTE-band 7
5 240
Pulsmodulering
5 500 5 100 - 5 800 WLAN 802.11 a/n0,2
217 Hz
5 785

Testnivå för
immunitet (V/m)

TETRA 400

Avstånd(m)Service

380 - 390

Max. effekt
(W)

Band
(MHz)

385

Modulering

Testfrekvens(MHz)

Testspecifikationer för IMMUNITET FÖR HÖLJETS ANSLUTNING tillradiofrekvent trådlös kommunikationsutrustning

0,3

27

0,3

28

0,3

9

0,3

28

0,3

28

0,3

28

0,3

9

810

98

Back cover: A&D Global
A&D Company, Limited
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

http://www.aandd.jp

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408) 263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123