Wrist Digital Blood Pressure Monitor

Model UB-511
Instruction Manual
Original

Manuel d’instructions
Traduction

Manual de Instrucciones
Traducción

Manuale di Istruzioni
Traduzione

使用手冊
1WMPD4000888C翻譯ÍNDICE
Estimados Clientes ....................................................................................................................... 2
Observaciones Preliminares .......................................................................................................... 2
Precauciones ................................................................................................................................ 2
Contraindicaciones .................................................................................................................. 3
Parts Identificación de componentes ............................................................................................. 4
Símbolos ...................................................................................................................................... 5
Uso del Monitor ............................................................................................................................ 6
1. Instalación/cambio de pilas ................................................................................................. 6
2. Ajuste del puño ................................................................................................................... 7
3. Para efectuar mediciones correctas ...................................................................................... 8
4. Medición.............................................................................................................................. 8
5. Después de la medición ....................................................................................................... 8
Mediciones ................................................................................................................................... 9
Notas para mediciones correctas............................................................................................. 10
Modo de Operación................................................................................................................ 10¿Qué es el latido irregular del corazón? ....................................................................................... 11
Indicador de barra de presión ..................................................................................................... 11
Indicador de clasificación de la OMS ........................................................................................... 12
Aspectos sobre la Tensión Arterial .............................................................................................. 12¿Qué es la tensión arterial?..................................................................................................... 12¿Qué es la hipertensión y cómo controlarla? ........................................................................... 12¿Por qué debe medirse la tensión arterial en la casa?.............................................................. 13
Clasificación de la tensión arterial según la OMS .................................................................... 13
Variaciones de la tensión arterial ........................................................................................... 13
Localización y corrección de fallos .............................................................................................. 14
Mantenimiento ........................................................................................................................... 15
Datos Técnicos ........................................................................................................................... 15
Español

1

Estimados Clientes
Enhorabuena. Usted ha comprado un medidor de presión sanguínea A&D, el aparato màs avanzado
tecnológicamente y con un uso senzillo y práctico para su utilización diaria.
Se recomienda leer este manual de instrucciones detenidamente antes de usarlo por primera vez.

Observaciones Preliminares
Este aparato se ajusta a la Directiva Europea 93/42 EEC para productos médicos. Esto se evidencia con la
marca
y el número de referencia de la autoridad competente.
Este aparato está diseñado para ser utilizado en adultos, no en niños ni en recién nacidos.
Ámbito de uso.
Este aparato es para uso en un entorno doméstico.
Este aparato se ha diseñado para medir la presión sanguínea y la frecuencia del pulso de las personas para eldiagnóstico.

Precauciones
En la fabricación de este aparato, se han usado componentes de precisión. Deberá evitarse su exposición atemperaturas extremas, ambientes humedad, rayos solares directos, golpes o polvo.
Limpie el aparato con un paño suave seco. No use diluyente, alcohol, bencina o paños húmedos.
Evite dejar doblado el brazalete durante períodos largos, ya que este trato podría acortar la duración de loscomponentes.
Tanto el aparato como el brazalete no son resistentes al agua. Por lo tanto, evite que la lluvia, la transpiración
y el agua mojen el aparato y el brazalete.
Las mediciones pueden verse afectadas si el aparato se usa cerca de televisores, microondas, teléfonos
moviles, rayos X u otros dispositivos que produzcan campos eléctricos.
Español2El aparato, sus componentes y pilas no deben considerarse como desperdicios domésticos ordinarios y deberáneliminarse de acuerdo con el reglamento establecido a este respecto.
Cuando se reutiliza el aparato, confirme que el dispositivo esté limpio.
No modifique el aparato. Puede provocar accidentes o daños al aparato.
Para medir la presión sanguínea, la muñeca debe ser apretado por el brazalete lo suficiente como para detener
temporalmente el flujo sanguíneo a través de la arteria. Esto puede provocar dolor, entumecimiento o una marcaroja temporal en la muñeca. Este estado aparecerá especialmente cuando la medición se repite sucesivamente.
Cualquier dolor, entumecimiento o marcas rojas desaparecerán con el tiempo.

Contraindicaciones
A continuación se encuentran precauciones para el uso correcto del aparato.
No aplique el brazalete a un brazo con otro equipo eléctrico médico acoplado. Es posible que el equipo no
funcione correctamente.
Las personas que tienen una deficiencia circulatoria grave en el brazo deben consultar a un médico antes deusar el aparato, para evitar problemas médicos.
No autodiagnostique los resultados de la medición ni se ponga un tratamiento usted mismo. Consulte siempre asu médico para la evaluación de los resultados y el tratamiento.
No aplique el brazalete a un brazo con una herida no curada.
No aplique el brazalete a un brazo que está recibiendo un goteo intravenoso o transfusión sanguínea. Puede
provocar lesión o accidentes.
No utilizar el aparato cuando se encuentran presentes gases inflamables como, por ejemplo, gases anestésicos.
Puede provocar una explosión.
No usar el aparato en entornos con alta concentración de oxígeno, como por ejemplo en, cámaras de oxígeno aalta presión o una tienda de oxígeno. Puede provocar un incendio o explosión.

Español

3Parts Identificación de componentes
Pantalla
Presión sistólica
Presión diastólica
Frecuencia del pulso

Cubierta del soportede la bateria

EstucheBotón START

Brazalete

Pilas alcalinas(LR03 o AAA)

Indicación del display
Memoria
Indicador de la barra depresión e indicador declasificación de OMS
Indicador de I.H.B.
(indicador de latidos irregulares)
Indicador de pilas
Español

4

Presión sistólica
Presión diastólica
Frecuencia del pulso
Símbolo de corazón:
detección del pulso

Símbolos
SímbolosFunción / Significado

Acción recomendada

Interruptor de espera y encendido
Guía para instalación de pilas
Corriente continua
SN

Número de serie
Fecha de fabricación
Tipo: BF; El aparato, el brazal y tubo están diseñados para proporcionar
protección especial contra electrochoques.
Aparece cuando la medición está en curso. Éste destella cuando se
detecta el pulso.
Indica la frecuencia irregular de los latidos del corazón. Éste indica que
se detectan latidos irregulares del corazón o que se ha producido un
movimiento excesivo del cuerpo humano durante la medición.
Las medidas previas almacenadas en la memoria MEMORIA.

La medición está en curso.

Full Battery Indicador de la potencia de las pilas durante la medición.
low Battery Cuando se ilumina este símbolo le indica que sus pilas están gastadas.
Presión sanguínea inestable debido al movimiento durante la medición.

Reemplace todas las pilas con unas
nuevas, cuando destelle esta marca.
Vuelva a medir otra vez. No se mueva
durante la nueva medición.

Los valores sistólico y diastólico se encuentran dentro de 10 mmHg.
El valor de presión no ha aumentado durante la inflación.
El brazal no está colocada correctamente.
E

El impulso no se ha detectado correctamente.

SYS

Presión sanguínea sistólica indicada en mmHg.
Español5

Coloque el brazal correctamente, y vuelva amedir otra vez.

Símbolos
DIA
PUL./min

Función / Significado

Acción recomendada

Presión sanguínea diastólica indicada en mmHg.
Frecuencia del pulso por minuto
Etiqueta de apartos médicos según directiva de CE
Etiqueta de WEEE
Fabricante
Representante UE
Consulte el manual/folleto de instrucciones

Uso del Monitor
1. Instalación/cambio de pilas
1. Deslice la cubierta de las pilas como se muestra en el
gráfico y retírela del equipo.
2. Inserte dos pilas del tamaño LR03 ó AAA en la caja
con los polos positivo(+) y negativo (-) de acuerdo a lo
indicado en el puño.
3. Deslizar la cubierta de las pilas a su lugar.

Español

6● Inserte las pilas como se muestra en el puño. De lo contrario, el aparato no funcionará.
(baja batería), reemplace ambas pilas por otras nuevas. No mezcle● Cuando aparezca en el indicador marcapilas viejas con pilas nuevas, ya que esto puede acortar la duración de las pilas u ocasionar el mal
funcionamiento del equipo.
● El símbolo(baja batería) no aparece cuando las pilas están agotadas.

● La vida útil de las pilas varía con la temperatura ambiental y puede acortarse a temperatura baja.
● Retire las pilas cuando no vaya a usar el aparato durante un período prolongado.
● Retire las pilas si el equipo no va a ser usado en un largo período de tiempo.
cual puede causar el malfuncionamiento.

Las pilas pueden tener fugas lo● Utilice sólo las pilas especificadas. Las pilas suministradas en el equipo son para probar la función delindicador y es posible que tengan una corta duración.

Uso del Monitor
2. Ajuste del puño
1. Envuelva
elbrazalete
alrededordesumuñecaaproximadamente 1 cm más arriba de su mano tal como se
muestra en la figura de la derecha.
2. Ajuste el brazalete fuerte utilizando la cinta Velcro.
Nota: Para una medición adecuada, ajuste el brazalete en su muñeca
desnuda.

Español

7

Aproximadamente 1 cm

3. Para efectuar mediciones correctas
Para una mejor precisión en la medición de la presión sanguínea:● Siéntese cómodamente en una silla. Apoye su brazo sobre la mesa.
No cruce las piernas. Mantenga los pies en el suelo y enderece la espalda.
● Relájese durante 5 -10 minutos.
● Levante su mano de manera que el puño quede a la altura de su orazón.
● Permanezca quieto y en silencio durante la medición.
● No efectúe la medición inmediatamente después de haber realizado
ejercicio físico.
Le recomendamos descansar unos 20-30 minutos antes de la
A nivel del corazón
medición.
● Se recomienda medir la presión sanguínea más o menos a la misma
hora todos los días.

4. Medición
Durante la medición, es normal que sienta el brazalete muy apretada (no se alarme por esto).

5. Después de la medición
Después de la medición, presione el botón START para desconectar. Retire el brazalete y registre sus datos demedición.
Nota: El aparato está provisto de una función de corte automático de energía que lo apaga automáticamente un
minuto después de la medición.
Deje que transcurran por lo menos tres minutos si las mediciones se realizan en la misma persona.

Español8Mediciones
Nota: El UB-511 una vez usado, para la siguiente medición proveerá al usuario una inflación apropiada basada en la
medición anterior.
1. Siéntase cómodo con el puño situado a la misma altura que su
corazón y relájese.
2. Presione el botón STARTEl promedio grabado de la presión sanguínea y el número deinformación aparacerán brevemente.
Cuando cambie la visualización como se indica en la figura de laderecha, la medición habrá comenzado.
El brazalete se comenzará a inflar. Es normal sentir que elbrazalete aprieta.
Nota: Si Ud. desea que la inflación se detenga la inflación en
cualquier momento, presione nuevamente el botón START .
3. La medición se iniciará automáticamente cuando comience lapresurización, y el corazón(la marca del corazón) comience a
parpadear.
4. Cuando la medición haya concluido, aparecerán indicadas laspresiones sistólica y diastólica y frecuencia de pulso.
El brazalete extraerá el aire remanente y se desinflará totalmenteen forma automática.
5. Presione el botón START nuevamente para apagar.
Quítese el puño.
Nota: El aparato está provisto de una función automática
de desconexión.
Deje por lo menos 3 minutos antes de medirlo en una misma
persona.

Español

9

A nivel delcorazón

Presione
cualquierade los botones
START

Valoresresultados
mediosNúmero dedatos

Presurización
y medición enmarchaPresión
sistólica
Presión
diastólica
Clasificación
según la OMS
Frecuenciadel impulso
Indicador de
I.H.B.

Evacuación automática
del aire remanente.

Mediciones
Notas para mediciones correctas

Siéntase cómodamente. Coloque el brazo que usará para la medición sobre una mesa o cualquier otro apoyo,de tal modo que el centro del brazal se encuentre a la misma altura que su corazón.
Relájese 5 - 10 minutos antes de iniciar la medición. Si se encuentra exaltado o deprimido debido a un estrésemocional, la medición reflejará este estrés con una lectura mayor (o menor) que la de su tensión arterial normal
y la lectura del pulso generalmente será más rápida que la normal.
La presión arterial de una persona varia constantemente dependiendo de lo que haga o lo que coma. Lo quetome podrá tener un efecto sobre su tensión arterial.
Las mediciones de este aparato se basan en el latido del corazón. Si Ud. Tiene un latido muy débil o irregular,
este aparato podría tener dificultad en determinar su tensión arterial.
En caso de que el aparato detecte una condición anormal, el mismo detendrá la medición e indicará un símbolode error en la pantalla. Véase página 5 para la descripción de los símbolos.
El uso de este aparato de medición de la tensión arterial está diseñado exclusivamente para adultos. Consultea su médico antes de usar este aparato en un niño. Un niño no debe usar este aparato sin la atención de unadulto.

Modo de Operación
1. Medición normal con los datos almacenados (Refiérase a la página 9.)
Presione el botón START . Se mide la presión sanguínea y sus datos
se almacenan en el equipo. El aparato puede almacenar los últimos
treinta juegos de datos.
2. Revisión de los datos almacenados
Mantenga presionado el botón START para revisar los datos. Los
datos
almacenadossevisualizan
automáticamente
cronológicamente.
3. Eliminar datos
Retire las baterías para eliminar todos los datos.
Colóquelas nuevamente.
Español10

Datos
Número de datos almacenados
Mantengapresionado

Alternativament¿Qué es el latido irregular del corazón?
El tensiómetro modelo UB-511 ejecuta la medición de la presión sanguínea y frecuencia del pulso aún en casode latido irregular del corazón. El latido irregular del corazón se define como aquel que varía en un 25% delpromedio setipulado de (latidos del corazón ). Es importante que usted se relaje, permanezca quieto y no hable
durante las mediciones.
Nota: Le recomendamos consultar con a su médico cuando vea este indicador

con frecuencia.

Indicador de barra de presión
El indicador monitoriza el progreso de la presión durante la medición.
Presurizando

Inflación en progreso

Medición en progreso

Español

Se ha completado la inflación

11Indicador de clasificación de la OMS
Cada uno de los seis segmentos del indicador de barra corresponde a la clasificación de presión sanguínea dela OMS que se describe en la siguiente página.

Ejemplo:

Indicador de clasificación de la OMS
Hipertensión severa
Hipertensión moderada
Hipertensión leve
Normal alta
NormalOptimaHipertensión
moderada

Hipertensión
leve

Normal alta

: El indicador visualiza un segmento basado
en el dato actual, correspondiente a laclasificación de la OMS.

Aspectos sobre la Tensión Arterial¿Qué es la tensión arterial?

La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arteriales. La tensión sistólica ocurre
cuando el corazón se contrae, y la tensión diastólica ocurre cuando el corazón se expande.
La presión sanguínea se mide en milímetros de mercurio (mmHg). La presión arterial de una persona está
representada por la tensión fundamental, que es la que se mide primero por la mañana cuando la persona estáaún descansada y antes de haber ingerido alimentos.

¿Qué es la hipertensión y cómo controlarla?

La hipertensión es la tensión arterial anormalmente alta, si no se corrige, puede causar muchos problemas de salud,
incluyendo ataques al corazón y apoplejía.
La hipertensión puede controlarse cambiando el estilo de vida, evitando el estrés y con medicamentos siempre bajo
supervisión médica.
Español

12

Para evitar la hipertensión o para mantenerla bajo control:
No fume.
Realice ejercicio con regularidad.
Reduzca la ingestión de sal y grasa.
Sométase a exámenes físicos con regularidad.
Mantenga un peso apropiado.

¿Por qué debe medirse la tensión arterial en la casa?

La medición de la tensión arterial en una clínica o una consulta médica
puede causar temor y, por lo tanto producir una lectura elevada, de 25 a
30 mmHg mayor que medirlo en casa. La medición en casa reduce losefectos de influencias externas en la lectura de tensión arterial, se
recomienda que informe a su médico afín de proporcionar un historial
más completo y exacto de la tensión arterial.

Clasificación de la tensión arterial según la OMS

La OMS ha establecido las normas para la evaluación de la tensión
arterial, tal como se muestra en el gráfico de abajo.

Variaciones de la tensión arterial

La tensión arterial de una persona varía considerablemente en base diaria yestacional. La misma puede variar en 30 a 50 mmHg dependiendo dediversas condiciones durante el día. En personas hipertensas, estas
variaciones son aun más notables.
La tensión arterial normalmente se eleva cuando se está trabajando o jugando
y baja a sus niveles más bajos durante el sueño. Por lo tanto, no se preocupe
demasiado de los resultados realizados en una sola medición.
Mídase la tensión arterial a la misma hora todos los días usando elprocedimiento descrito en este manual y sea consciente de su tensión normal.
Un cuadro de lecturas múltiples proporcionarán un historial de tensión arterial
más completo. Asegúrese de anotar la fecha y hora al registrar su tensión
arterial. Consulte a su médico para interpretar los resultados.

Español

13

Localización y corrección de fallos
Problema
No aparece nada
en la pantalla,
aun cuando seconecta laalimentación.
El brazal no se
infla.

Causa probable
Las pilas se han agotado.

Acción recomendada
Reemplace todas las pilas por otras nuevas.

Los terminales de las pilas no están en posición Coloque las pilas con sus terminales negativo y positivo
correcta.
coincidiendo con los indicados en la banda inflable.
El voltaje de las pilas están bajos. Destella lamarca(marca LOW BATTERY). [Si laspilas están agotadas completamente, noaparece esta marca.]
El brazal no está ajustado debidamente.

Reemplace ambas pilas por unas nuevas.
Ajuste el brazal correcta-mente.
Asegúrese de permanecer quieto y en silencio durante
la medición.
Siéntese cómodamente y manténgase quito. Eleve elmismo de tal modo que el brazal se encuentre al
mismo nivel que su corazón.
Si el latido de su corazón es muy débil o irregular, elaparato tendrá dificultad en determinar su tensión
arterial.
Consulte el capitulo 3, ¿Por qué debe medirse latensión arterial en la casa?
Retire las pilas. Colóquelas nuevamente de forma
correcta e intente la medición nuevamente.

El aparato no
Movió su brazo o cuerpo durante la medición.
mide la presión
arterial. Las
El brazal no está posicionado correctamente.
lecturas so
demasiado altas odemasiado bajas.

Otros

El valor se diferencia de aquel medido en una
clínica o en consultorio médico.

Nota: Si las acciones descritas anteriormente no solucionarán el problema, póngase en contacto con su distribuidor. No
intente abrir o repara este producto Ud. mismo, pues cualquier intento de hacerlo invalidará su garantía.

Español

14

Mantenimiento
No abra el aparato, ya que éste contiene componentes eléctricos delicados y una unidad de aire compleja
podrían dañarlo. Si no puede solucionar el problema aplicando las instrucciones de localización y correcciónde averías, solicite el servicio de reparación a su proveedor o al grupo de servicio de A&D. El grupo de servicio
de A&D proveerá información técnica, repuestos y unidades a los proveedores autorizados.
Este aparato está diseñado y fabricado para una vida de servicio prolongada. No obstante se recomienda
someter el monitor a inspecciones cada 2 años con el fin de asegurar un funcionamiento adecuado. Póngase
en contacto con su distribuidor autorizado o A&D para su mantenimiento.

Datos Técnicos
Tipo
Método demedición
Gama demediciónPrecisión demedición
Alimentación
Número demediciones
Circunferencia
de la muñeca

UB-511

Prueba clínica

Medición oscilométrica

Pieza aplicada Brazalete Tip BF

Tensión: 20 a 280 mmHg
Pulso: 40 a 180 latidos/minuto
Tensión: ±3 mmHg
Pulso:±5 %2 pilas alcalinas de 1.5 V (LR03 o AAA)
Aprox. 400 mediciones, cuando se usan pilas
alcalinas AAA, con valor de presión de 170 mmHg
a temperatura ambiente de 23°C
13.5 a 21.5 cm

De acuerdo con ANSI/AAMI SP-10 1992

Vida útil

Aparato: 5 años (cuando se usa seis veces al día)

EMC

IEC 60601-1-2: 2007

Temperatura de +10°C a +40°C / RH de 15% a
Condiciones
ambientales de 85%
funcionamiento 800hPa a 1060hPa
Condiciones
Temperatura de -10°C a +60°C / RH de 15% a
ambientales paraalmacenamiento 85%

Equipo ME alimentado internamente
Dimensiones
Aprox. (63 [An] x 56 [Al] x 21 [Pr]) mm(suministrado por pilas)
Aprox. 82 g, excluyendo las pilas
Peso
Modo de operación continuo
Nota: Las especificaciones estarán sujetas a cambios por mejoramiento, sin previo aviso.
Información sobre la tabla EMC está disponible en nuestro sitio web:
http://www.aandd.jp/products/manual/medical/emc_es.pdf
Clasificación

Español

15

1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama 364-8585 JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
A&D INSTRUMENTS LIMITED

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.

1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131 U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119
A&D Australasia PTY LTD

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031 AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409