Digital Blood Pressure Monitor

Model UA-704
Instruction Manual

Original

Manuel d’instructions

Traduction

Manual de Instrucciones

Traducción

Manuale di Istruzioni

Traduzione

使用手冊

翻譯

1WMPD4000735H

ÍNDICE
Estimados Clientes ......................................................................................... 2
Observaciones Preliminares ........................................................................... 2
Precauciones .................................................................................................. 2
Partes de Identificación de Componentes ...................................................... 4
Indicadores de la pantalla............................................................................................. 4
Símbolos ......................................................................................................... 5
Use del Monitor ............................................................................................... 6
Instalación / Reemplazo de la batería ................................................................... 6
Selección del brazalete correcto ............................................................................ 7
Cómo colocar el brazalete...................................................................................... 8
Para efectuar mediciones correctas....................................................................... 8
Medición..................................................................................................................8
Después de la medición ......................................................................................... 8
Medición.......................................................................................................... 9
Notas para mediciones correctas ........................................................................10¿ Qué es el indicador de LI/FibA? ................................................................ 11¿ A qué hace referencia FibA? ..................................................................... 11
Aspectos Sobre la Tensión Arterial ............................................................... 11¿Qué es la tensión arterial? ...................................................................................11¿Qué es la hipertensión y cómo controlarla?.......................................................11¿Por qué debe medirse la tensión arterial en casa? ............................................12
Clasificación de la tensión arterial según la OMS................................................12
Variaciones de tensión arterial.............................................................................12
Localización y Corrección de Fallos.............................................................. 13
Mantenimiento .............................................................................................. 13
Datos Técnicos ............................................................................................. 14

Español 1

Estimados Clientes
FELICIDADES. Usted ha comprado un monitor de presiones sanguíneas A&D, elaparato tecnológico más avanzado y más fácil de usar actualmente en el mercado.
Se recomienda leer este manual de instrucciones detenidamente antes de usarlo
ell equipo por primera vez.

Observaciones Preliminares
Este aparato se ajusta a la Directiva Europea 93/42 EEC para productos médicos. Estode conformidad. (0123: Número de referencia a losse evidencia con la marca
quienes notificados)
Este aparato está diseñado para usarse en adultos, los niños y los recién nacidos nopueden usarlo.
Ámbito de uso. Este aparato es para que pueda usarlo usted mismo en un entorno
doméstico.
Este aparato se ha diseñado para medir la presión sanguínea y la frecuencia del pulsode las personas para el diagnóstico.

Precauciones
En la construcción de este aparato, se han usado componentes de precisión. Deberánevitarse temperaturas extremas, humedad, rayos solares directos, golpes o polvo.
Limpie el aparato y el brazalete con un paño seco y suave humedecido con agua yjabón neutro. No utilice nunca alcohol, benceno, diluyentes u otros productos químicos
agresivos para limpiar el aparato o el brazalete.
Evite doblar el brazalete apretado o guardar el tubo retorcido durante períodos
prolongados, dado que ello puede acortar la vida útil de los componentes.
Tenga cuidado para evitar la estrangulación accidental de niños o bebés con el tubo.
No retuerza la manguera de aire durante la medición. Si lo hace, pueden producirse
lesiones debido a la presión continua del brazalete.
El aparato y el brazalete no son resistentes al agua. Por lo tanto, evite que la lluvia, latranspiración ó el agua mojen el aparato y el brazalete.
Las mediciones pueden verse afectadas si el aparato se usa cerca de televisores,
hornos microondas, teléfonos móviles, rayos X u otros dispositivos con campos
eléctricos fuertes.
Los aparatos de comunicación inalámbrica, como los dispositivos de red doméstica,
teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos y sus centrales y walkie-talkies, pueden afectar
al monitor de presiones sanguíneas. Por lo tanto, es necesario mantener una distancia
de 30 cm entre el monitor y dichos aparatos.
El aparato, sus partes y batería no deben considerarse como desperdicios domésticos
ordinarios y deberán eliminarse de acuerdo con los reglamentos que les son aplicables.
Cuando se usa el adaptador de CA, asegúrese de que se puede retirar rápidamente eladaptador de CA del enchufe eléctrico cuando sea necesario.
Cuando se reutiliza el aparato, confirme que el dispositivo esté limpio.
Español 2

No modifique el aparato. Puede provocar accidentes o daños al aparato.
Para medir la presión sanguínea, el brazo debe ser apretado por el brazalete lo
suficiente como para detener temporalmente el flujo sanguíneo a través de la arteria.
Esto puede provocar dolor, entumecimiento o una marca roja temporal en el brazo. Este
estado aparecerá especialmente cuando la medición se repite sucesivamente.
Cualquier dolor, entumecimiento o marcas rojas desaparecerán con el tiempo.
Si la presión sanguínea se mide con demasiada frecuencia, pueden producirse daños
debido a la interferencia con el flujo sanguíneo. Si utiliza el aparato de forma repetida,compruebe que su uso no provoca una alteración prolongada de la circulación
sanguínea.
Si le han practicado una mastectomía, consulte con su médico antes de utilizar elaparato.
No deje que los niños utilicen el dispositivo sin la supervisión de un adulto, ni utilice eldispositivo en un lugar dentro del alcance de los niños. Podría causar accidentes o daños.
El aparato contiene piezas pequeñas que pueden provocar un atragantamiento si los
niños las tragan accidentalmente.
El uso de accesorios no indicados en este manual puede afectar a la seguridad.
Si se produce un cortocircuito en la pila, puede calentarse y posiblemente causar
quemaduras.
Permita que el aparato se ajuste al entorno circundante antes de usarlo (alrededor deuna hora).
No se han realizado estudios clínicos en bebés recién nacidos o mujeres embarazadas.
No lo use en niños recién nacidos o mujeres embarazadas.
No toque la batería y al paciente simultáneamente. Podría ocasionar una descarga
eléctrica.
No lo hinche sin colocar el brazalete en la parte superior del brazo.

Contraindicaciones
A continuación se encuentran precauciones para el uso correcto del aparato.
No aplique el brazalete a un brazo con otro equipo eléctrico médico acoplado. Es
posible que el equipo no funcione correctamente.
Las personas que tienen una deficiencia circulatoria grave en el brazo deben consultar aun médico antes de usar el aparato, para evitar problemas médicos.
No autodiagnostique los resultados de la medición ni se ponga un tratamiento usted
mismo. Consulte siempre a su médico para la evaluación de los resultados y el
tratamiento.
No aplique el brazalete a un brazo con una herida no curada.
No aplique el brazalete a un brazo que está recibiendo un goteo intravenoso otransfusión sanguínea. Puede provocar lesión o accidentes.
No utilizar el aparato cuando se encuentran presentes gases inflamables como, por
ejemplo, gases anestésicos. Puede provocar una explosión.
No usar el aparato en entornos con alta concentración de oxígeno, como por ejemplo
en, cámaras de oxígeno a alta presión o una tienda de oxígeno. Puede provocar un
incendio o explosión.
Español 3

Partes de Identificación de Componentes
Marca de posición
de la arteria

Rango de colocación

Batería
R6P, LR6 ó AA

Brazalete

Manguerade aireBotón puesta
en marcha

Cubierta debatería
Marca índiceCompartimiento de batería
Válvula de escape

Pantalla
Pera de caucho para inflar

Indicadores de la pantalla
Símbolo LI/FibA
Presión diastólica
Presión sistólica
Frecuencia del pulso
Marca de escape. Descarga el aire del brazalete
Indicator de batería
Marca de presionización. Introduce el aire en el brazalete

Marca de corazón. Medición en curso

Español 4

Símbolos
SímbolosAcción recomendada
Función / Significado
Enciende o apaga el equipo.
Guía para instalación de batería
Tipo: BF; El aparato, el brazalete ytubo están diseñados para
proporcionar protección especial
contra electrochoques.
Aparece cuando la medición está en
La medición está en
curso. Éste destella cuando securso -- No se mueva.
detecta el pulso.
Símbolo LI/FibA
Este Símbolo aparece cuando se
detectan latidos irregulares delcorazón.
Puede iluminarse cuando se detecta
una vibración muy ligera, como un
escalofrío o un temblor.
Destella cuando queda el aire en el
Presione la válvula debrazalete cuando se enciende elequipo.
escape para descargar el
Destella al término de la medición
aire desde el brazalete.
hasta que se descargue el aire.
Destella cuando la presionización Hinche el brazalete con
no es suficiente para la medición.
la pera de inflar.
BATERÍA CARGADA
Indicador del estado de la batería
durante la medición.
BATERÍA GASTADA
Reemplace la batería con una
Las baterias estan gastadas cuando nueva, cuando destella eldestella esta marca.
indicador.
Presión sanguínea inestable debido Vuelva a medir. No se mueva
al movimiento durante la medición. durante la medición.
Los valores sistólico y diastólico seencuentran dentro de 10 mmHg.
El valor de presión no ha
Coloque el brazaleteaumentado durante la inflación.
correctamente, y vuelva a
El brazalete no está colocada
medir otra vez.
correctamente.
El pluso no se ha detectado
correctamente.
Etiqueta conforme a la directiva CE
Representante UE
FabricanteFecha de fabricación
Etiqueta de WEEE
Español 5

Símbolos
SN
IP

Función / Significado
Consulte el manual/folleto de instrucciones
Número de serie
Símbolo de protección internacional

Acción recomendada

Manténgase secoUse del Monitor
Instalación / Reemplazo de la batería
1. Retire la cubierta de la batería.

2. Inserte una nueva batería en el compartimento
tal como se muestra en la figura, cerciorándose
que las polaridades (+) y (-) estén correctas.
Utilice solo la batería R6P, LR6, AA o una
batería equivalente.

Cubierta

Batería

3. Cierre la cubierta de la batería.

Precaución

Coloque la batería en el compartimiento de la batería, tal como
se muestra en la figura. De lo contrario, el aparato no funcionará.
Cuando la marca(BATERÍA GASTADA) destella en el indicador, reemplace labatería por las nuevas.
La marca(BATERÍA GASTADA) no aparece cuando la batería están totalmeteagotadas.
La vida útil de la batería varía con la temperatura ambiente y puede acortarse atemperaturas bajas. Por lo general, una nueva batería LR6 durará aproximadamente 21
meses si se usan para realizar mediciones seis veces al día.
Use solamente la batería especificadas. La batería suministradas con el aparato sonpara probar el funcionamiento del monitor y pueden tener una vida útil más corta.
Retire la batería cuando no vaya a usar el aparato durante un período prolongado.
La batería pueden tener fugas y causar un malfuncionamiento.
Los datos almacenados en la memoria se borran al retirar la batería.

Español 6

Uso del Monitor
Selección del brazalete correcto

La selección de un brazalete de tamaño correcto es importante para la lectura correcta.
Si el brazalete no es de tamaño correcto, la lectura puede indicar un valor incorrecto dela presión sanguínea.
El tamaño del brazo está impreso en cada brazalete.
El índice ▲ y el gama adecuada de colocación del brazalete le indicarán, si el brazaleteestá colocado correctamente. (Refiérase a "Cómo colocar el brazalete" en la página
siguiente.)
Si el índice ▲ se encuentra fuera de la gama, póngase en contacto con el distribuidor
local para adquirir el brazalete de reemplazo.
El brazalete es un producto consumible. Si se deteriora, adquiera uno nuevo.
Tamaño del brazo
32 cm a 45 cm
22 cm a 32 cm

Tamaño del brazalete recomendado
Brazalete grande de adulto
Brazalete de adulto

Número de orden
CUF-D-LA
CUF-D-A

Tamaño del brazo: La circunferencia del brazo en el punto medio entre el hombro y el codo.
Nota: Modelo UA-704 no se ha diseñado para usar un brazalete pequeño de adulto.

Símbolos impresos en el brazalete
Función/Significado

SímbolosAcción recomendada
Ajuste la marca ● en la arteria del brazoo de forma alineada con el dedo anular
en la parte interior del brazo.

●

Marca de posición de la arteria▲
REFÍndiceNúmero de catálogo
Rango de colocación adecuado para el
brazalete de adulto.
Se encuentra impreso en el brazalete deadulto.
Rango grande impreso en el brazalete de Utilice el brazalete grande de adulto en
adulto.
lugar del brazalete de adulto.
Rango de colocación adecuado para el
brazalete grande de adulto.
Se encuentra impreso en el brazalete
grande de adulto.
Rango pequeño impreso en el brazalete deadultoRango pequeño impreso en el brazalete Utilice el brazalete de adulto en lugar delgrande de adulto.
brazalete grande de adulto.
Número de loteRango de colocación

Brazalete grandede adulto

Rango de colocación

Brazalete de adulto
Español 7

Uso del Monitor
Cómo colocar el brazalete

1. Coloque el brazalete alrededor del brazo,
unos 1-2 cm por encima del codo, tal como
se muestra en la figura. Coloque elbrazalete en contacto directo con la piel,dado que la ropa puede causar un pulso
débil y provocar error de medición.

Evite que la manga quededemasiado apretada al remangarse.
Brazalete

1-2 cmMarca deposición de la arteria

2. Asimismo, la constricción del brazo, causada
al remangarse, no permitirá lecturas
correctas.

Abroche bien el cierrede velcro.

3. Confirme que el índice ▲ se encuentre
dentro de la gama de buen estado.

Manguerade aireÍndicey rango de colocación

Para efectuar mediciones correctas

Tenga en cuenta lo siguiente para una óptima precisión en la medición de la tensión arterial:
Siéntese cómodamente en una silla. Apoye su brazo sobre la mesa. No cruce laspiernas. Mantenga los pies en el suelo y enderece la espalda.
Relájese durante unos 5 a 10 minutos.
Coloque el centro del brazalete a la misma altura que su corazón.
Permanezca quieto y en silencio durante la medición.
No efectúe la medición inmediatamente después de un ejercicio físico o baño.
Descanse unos 20 ó 30 minutos antes de la medición.
Trate de medir su tensión arterial a la misma hora todos los días.

Medición

Durante la medición, es normal que se sienta la banda inflable muy apretada (no se
alarme por esto).
Mida su presión sanguínea de acuerdo con lo explicado en la sección "Medición".

Después de la medición

Presione la válvula de escape para descargar el aire del brazalete.
Presione el botón START después de la medición para apagar la alimentación.
Retire el brazalete y registre sus datos.
Nota: Este equipo está dotado de la función de apagado automática, la cual desconecta
automáticamente la alimentación un minuto después de la medición.
Deje por lo menos tres minutos entre distintas tomas de presión en la misma persona.

Español 8

Medición
1. Coloque el brazalete en su brazo (brazo izquierdo preferiblemente).
Botón START .

2. Presione el botón START .
Al presionar el botón START , se visualizan todos lossímbolos en el indicador por un segundo aproximado.
Cuando destella "0", el equipo ya está listo para la
medición. Si se indica la marca , el brazalete tieneaire residual en su interior. Presione el botón de laválvula de escape hasta que aparezca la marca .

Bombee la pera de caucho.
3. Bombeando la pera de caucho, infle el brazalete.
Al inflar el brazalete se indica una
Pera
cifra en la izquierda del indicador , lacual es la presión actual.
Detenga bombeo
Detenga el manejo de la pera dedela pera cuando
caucho cuando desaparece la marca .
desaparece lamarca .
4. Al término del inflado, el mecanismo deescape automático comenzará a reducir
gradualmente la presión en el brazalete
y se indicará la marca junto con la
cifra en el lado izquierdo.
No se mueva durante la medición.
Al detectarse el pulso, la marca
destella en sincronismo con el pulsode la persona que se estámonitoreada.
5. Al término de la medición, se indica lamarca . La presión sistólica se indica
en la izquierda. La diastólica se indica
en la derecha. La frecuencia del pulso
se indica alternativamente a la
indicación de las presiones sistólica ydiastólica.

Al detectar elpulso, destella lamarca.

Presión actual.
Liberación automática
del aire. Se reduce
gradualmente. La
medición en curso.

Destella
Presión sistólica
Presión diastólica
Se indica alternativamente.
Frecuencia del pulso

A la página siguiente

Español 9

Medición
De la página anterior
6. Presione el botón de la válvula de escape para liberar
completamente el aire del brazalete.
Cuando la medición se efectúa con una presión
insuficiente, la marca se indicará. Vuelva a aplicar
la presión. Detenga el manejo de la pera, cuando
desaparezca la marca .
Cuando la medición se efectúa con un pulso erróneo.
o en un ambiente muy ruidoso, se indicará

Presión el botón de laválvula de escape.
Pera
Liberación del aire,del brazalete

7. Apagado de la alimentación
Presione el botón START para apagar la alimentación.
El equipo entrará en el modo de reserva.
Botón START
8. Mediciones subsiguientes
Si se requiere una medición subsiguiente, apague la alimentación y enciéndalo
nuevamente. Al ser indicado "0", el equipo está listo para la siguiente medición.
Nota: Deje que transcurran por lo menos tres minutos entre las mediciones de lamisma persona.
9. Función de apagado automática
Si el equipo se deja después de la medición, se apaga automáticamente un minutos
después. Se puede apagar en cualquier momento, presionando el botón START .

Notas para mediciones correctas

Siéntese cómodamente. Coloque el brazo sobre una mesa con la palma hacia arriba
y el brazalete al mismo nivel que el corazón.
Relájese por unos cinco o diez minutos antes de iniciar la medición. Si se encuentra
agitado o deprimido debido a un estrés emocional, la medición reflejará este estrés con
una lectura mayor (o menor) que la de su tensión arterial normal y la lectura del pulso
generalmente será más rápida que la normal.
La tensión arterial de una persona varía constantemente, dependiendo de lo que está
haciendo y lo que ha comido. Lo que tome podrá tener un efecto muy fuerte y rápido
sobre su tensión arterial.

Las mediciones de este aparato se basan en el latido del corazón. Si usted tiene un latido
muy débil o irregular, este aparato puede tener dificultad en determinar su tensión arterial.
En caso de que el aparato detecte una condición anormal, el mismo detendrá lamedición e indicará un símbolo de error en la pantalla. Vea la página 5 para ladescripción de los símbolos.
Este aparato está diseñado para su uso en adultos. Consulte a su médico antes deusar este equipo en un niño. Un niño no deberá usar este equipo sin atención de unadulto.
El rendimiento del tensiómetro automático puede verse afectado por temperatura y
humedad excesivas o por la altitud.
Español 10¿ Qué es el indicador de LI/FibA?
Si el monitor detecta un ritmo irregular durante las mediciones, aparecerá el indicador
LI/FibA en la pantalla con los valores de medición.
Nota: Le recomendamos que consulte a su médico si ve el símbolo
frecuencia.

LI/FibA con¿ A qué hace referencia FibA?
El corazón se contrae debido a corrientes eléctricas que surgen de él y envía sangre
por todo el cuerpo. La fibrilación auricular (FibA) se produce cuando las corrientes
eléctricas del atrio se confunden y ocasionan alteraciones en los intervalos del pulso. La
FibA puede ocasionar estancamientos de sangre en el corazón, lo que podría producir
fácilmente coágulos de sangre, una de las causas de las apoplejías y los infartos decorazón.

Aspectos Sobre la Tensión Arterial¿Qué es la tensión arterial?
La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias.
La tensión sistólica ocurre cuando el corazón se contrae, y la tensión diastólica ocurre
cuando el corazón se expande.
La presión sanguínea se mide en milímetros de mercurio (mmHg). La presión arterial deuna persona está representada por la tensión fundamental, que es la que se mide
primero en la mañana cuando la persona está aún descansada y antes de tomar
alimentos.

¿Qué es la hipertensión y cómo controlarla?

La hipertensión es la tensión arterial anormalmente alta, si no se corrige,
puede causar muchos problemas de salud, incluyendo ataques al corazón
y apoplejía. La hipertensión puede controlarse cambiando su estilo devida, evitando el estrés y con medicamentos bajo la supervisión de un
médico Para evitar la hipertensión o para mantenerla bajo control:
No fume.
Haga ejercicios con regularidad.
Reduzca la ingestión de sal y grasa.
Sométase a exámenes físicos con
Mantenga un peso apropiado.
regularidad.

Español 11

Aspectos Sobre la Tensión Arterial¿Por qué debe medirse la tensión arterial en casa?

La medición de la tensión arterial en una clínica o un consultorio médico puede causar
temor y, por lo tanto producir una lectura elevada, de 25 a 30 mmHg mayor que lamedida en la casa. La medición en casa reduce los efectos de influencias externas
sobre las lecturas de tensión arterial, complementa las lecturas del médico yproporciona un historial más completo y exacto de la tensión arterial.

Clasificación de la tensión arterial según la OMS
Referencia: Journal of Hypertension 1999, Vol 17 No.2
Hipertensión de grado 3 (severa)
Tensión arterial diastólica

OMS ha establecido las normas
para la evaluación de la tensión
arterial, tal como se muestra en el
gráfico derecho.

Hipertensión de grado 2 (moderata)
Hipertensión de grado 1 (benigna)

Alta-normal
NormalOptima(Tensión arterial sistólica)

Variaciones de tensión arterial

Systólica

Tensión arterial

La tensión arterial de una persona varía
considerablemente en base diaria y mmHg
estacional. La misma puede variar en 30
a 50 mmHg dependiendo de diversas
condiciones durante el día. En personas
hipertensas, estas variaciones son aun
más notables.
La tensión arterial normalmente se eleva
cuando se está trabajando o jugando ybaja a sus niveles más bajos al dormir. Porlo tanto, no se preocupe demasiado de losresultados de una sóla medición.
Mídase la tensión arterial a lamisma hora todos los días usando
el procedimiento descrito en este
manual y tenga conocimiento de su
tensión normal. Lecturas múltiples
proporcionarán un historial detensión arterial más completo.
Asegúrese de anotar la fecha yhora al registrar su tensión arterial.
Consulte siempre con su médico
para interpretar los datos de su
tensión arterial.

Fluctuación típica en un día(medida cada cinco minutos)

Español 12

Diastólica
PM

DormidaAM

HoraLocalización y Corrección de Fallos
Problema
No aparecenada en lapantalla, aun
cuando seconecta laalimentación.

Causa probable
La batería se han agotado.
Los terminales de la batería
no están en posición
correcta.
El brazalete no está ajustado
debidamente.
Movió su brazo o cuerpo
durante la medición.

El aparato no
mide la presión
arterial. Las
lecturas so
El brazalete no estádemasiado
posicionado correctamente.
altas odemasiado
bajas.

Otros

El valor se diferencia al
medido en una clínica o un
consultorio médico.

Acción recomendada
Reemplace todas la batería por otras
nuevas.
Coloque la batería con sus terminales
negativo y positivo coincidiendo con
los indicados.
Ajuste el brazalete correctamente.
Asegúrese de mantenerse muy
quieto y en silencio durante la
medición.
Siéntese cómodamente ymanténgase quito. Coloque elbrazo sobre una mesa con lapalma hacia arriba y elbrazalete al mismo nivel que elcorazón.
Si el latido de su corazón es
muy débil o irregular, el aparato
tendrá dificultad en determinarsu tensión arterial.
Consulte el capitulo, ¿Por qué debe
medirse la tensión arterial en la casa?
Retire la batería. Colóquelas
nuevamente de forma correcta
e intente la medición
nuevamente.

Nota: Si las acciones descritas anteriormente no solucionan el problema, póngase en
contacto con su distribuidor. No abra el aparato ni intente repararlo, ya que cualquierintento de reparación invalidará la garantía.

Mantenimiento
No abra el aparato, ya que éste contiene componentes eléctricos delicados y una
unidad de aire compleja que podrían dañarse. Si no puede solucionar el problema
aplicando las instrucciones de localización y corrección de averías, solicite el servicio dereparación a su proveedor o al grupo de servicio de A&D. El grupo de servicio de A&D
proveerá información técnica, repuestos y unidades a los proveedores autorizados.
Este aparato está diseñado y fabricado para una vida de servicio prolongada. No
obstante se recomienda someter el monitor a la inspección cada 2 años a fin deasegurar el funcionamiento y la presión adecuadas. Sírvase ponerse en contacto con
su distribuidor autorizado o A&D para su mantenimiento.

Español 13

Datos Técnicos
Tipo

UA-704

Método de medición:

Medición oscilométrica

Gama de medición:

Tensión: 0 a 299 mmHg
Tensión sistólica: 60 a 279 mmHg
Tensión diastólica: 40 a 200 mmHg
Pulso: 40 a 200 latidos/minuto

Precisión de medición:

Tensión: ±3 mmHg
Pulso:±5 %Alimentación:

Una batería de 1,5 V (R6P, LR6 ó AA)

Número de mediciones:

Aprox. 4000 mediciones, cuando se usan pilas
alcalinas AA, con valor de presión de 180 mmHg atemperatura ambiente de 23 °C

Clasificación:

Equipo ME alimentado internamente
Modo de operación continuo

Prueba clínica:

De acuerdo con ISO81060-2: 2013

EMC

IEC 60601-1-2: 2014

Condiciones ambientales de funcionamiento:
Temperatura de +10 a +40 °C / RH de 15 a 85 % /de 800 a 1060 hPa
Condiciones de transporte /almacenamiento
Temperatura de -20 a +60 °C / RH de 10 a 95 % /de 700 a 1060 hPa
Dimensiones:

Aprox. (100 [An] x 31 [Al] x 51 [Pr] mm

Peso:

73 g aproximadamente, sin batería

Protección de admisión

Aparato: IP20

Pieza aplicada

Brazalete Tip BF

Vida útil

Aparato: 5 años (cuando se usa seis veces al día)
Brazalete: 2 años (cuando se usa seis veces al día)

Accesorios vendidos por separado
Brazalete Número de orden Tamaño del brazalete recomendado Tamaño del brazo
CUF-D-LA
Brazalete grande de adulto
32 cm to 45 cm
CUF-D-A
Brazalete de adulto
22 cm to 32 cm
Tamaño del brazo: La circunferencia del brazo en el punto medio entre el hombro y el codo.
Nota: Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
La clasificación IP hace referencia a los grados de protección otorgados por losmateriales contenedores según la norma CEI 60529. Este dispositivo está protegido
contra objetos extraños sólidos de 12 mm de diámetro y más, por ejemplo, un dedo.
Este dispositivo no está protegido contra el agua.
Español 14

A&D Company, Ltd.
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands
Tel: [31] (70) 345-8570
Fax: [31] (70) 346-7299
A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY
United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd 爱安德技研贸易（上海）有限公司
中国 上海市自由贸易试验区浦东南路855号世界广场32楼C,D室 邮编200120(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road,China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone,
200120, China)
电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED( 509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India ): 91-124-4715555: 91-124-4715599