FMTRondelle De ForceSPECIFICATIONS

Haute température en option

Etendue de mesure de 20 à 320 kN [4 à 64 klbf]

Adapté aux dimensions de vis M6 à M24

Très grande raideur

Les rondelles de force modèles FMT sont des capteurs
miniaturisés destinés à effectuer des mesures d’effort devissage. Ils sont disponibles dans une large gamme d’étendues
de mesure de 20 à 320 kN.

CARACTERISTIQUES

Adapté pour vis M6 à M24
Utilisation en compression
Pont de Wheatstone à jauges decontraintesRondelles en acier doux fournies

APPLICATIONS

Essais de sertissage
Contrôle de procédés de fabrication
Surveillance de vissage/dévissage
Laboratoire de recherche

SENSOR SOLUTIONS /// FMT_fr

Ces capteurs sont conçus pour réduire les problèmesd’hystérésis et de variation de sensibilité liés au couple généré
par frottement lors du serrage. Leur grande raideur permet deles utiliser aussi bien pour des applications statiques quedynamiques.
Concepteur et producteur de ce capteur, TECONNECTIVITY propose une vaste gamme d’électroniques deconditionnement et de traitement permettant l’alimentation ducapteur, l’amplification du signal et l’affichage de la mesure surindicateur numérique, pour vous fournir une chaîne de mesurecomplète, appairée, étalonnée et donc prête à l’emploi.
Afin de vous permettre l’utilisation de nos capteurs avec
un maximum d’efficacité et de sécurité, un documentd’instruction d’utilisation est disponible sur demande.

09/2016

Page 1

FMTRondelle de ForceETENDUES DE MESURE (EM)ModèleFMT6FMT8FMT10FMT12

FMT14FMT16FMT18FMT20FMT22FMT24Etendues en N

20k

35k

55k

80k

110k

140k

180k

220k

270k

320k

Etendues en lbf

4k

7k

11k

16k

22k

28k

36k

44k

54k

64k

CARACTERISTIQUES (valeurs typiques à température 23±3°C)
Paramètres
Plage d’utilisation en température (PUT)-20 à 80° C [-4 à 176° F]

Plage de compensation en température (PCT)

0 à 60° C [32 à 140° F]

Dérive du zéro dans la PCT<0.5% E.M. / 50° C [/100° F]

Dérive de sensibilité dans la PCT<1% de la valeur lue / 50° C [/100° F]

Surcharge admissible
Sans altération des performances

1.5 x E.M.

Sans destruction

3 x E.M.

Précision
Erreur de linéarité et d’hystérésis combinées

De 1 à 5% E.M.

Caractéristiques électriquesModèle

FMT

Alimentation1 à 10 Vcc

Sensibilité à l’E.M. 12

1.5mV/V

Décalage initial±1 mV

Impédance d’entrée

700Ω

Impédance de sortie700Ω

Isolement sous 50Vcc≥100MΩ

Notes
1. Capteur caractérisé avec une tension d’alimentation 10 Vcc en standard
2. Signal négatif en compression en câblage standard
3. Sortie électrique: Câble blindé, longueur standard 2 m [6.6 ft] renforcée par ressort
4. Matériaux: corps en acier inoxydable. Rondelles: acier doux
5. Indice de protection: IP50
6. Certification CE suivant les normes EN 61010-1, EN 50081-1, EN 50082-1

SENSOR SOLUTIONS /// FMT_fr

09/2016

Page 2

FMTRondelle de ForceENCOMBREMENT ET CABLAGE (METRIQUE ET IMPERIAL)

Précautions de montage :La grande raideur et la taille des capteurs FMT imposent lerespect de certaines précautions de montage :- Répartition uniforme de l’effort sur les portées du capteur
Surfaces d’appui en contact avec le capteur planes et parallèles- Insertion de rondelles entre le capteur et les surfaces d’appui, quis’écrasent lors de la montée en charge car elles sont de dureté
moindre que celle du capteur.

Dimensions en mm [inch]
Modèle

FMT6

FMT8

FMT10

FMT12

FMT14

FMT16

FMT18

FMT20

FMT22

FMT24

E.M. en N[en lbf]

20k
[4k]
6.1
[0.24]
11[0.43]
18[0.71]12.7[0.50]
6.5[0.26]
1.5[0.06]

35k
[7k]
8.1
[0.32]
14.5[0.57]
21[0.83]
19[0.75]
10[0.39]
1.5[0.06]

55k
[11k]
10.1
[0.40]
18[0.71]
25[0.98]
22[0.87]
11[0.43]
2[0.08]

80k
[16k]
12.1
[0.48]
22[0.87]
29[1.14]
25[0.98]
11.5[0.45]
2[0.08]

110k
[22k]
14.1
[0.56]
25.5[1.00]
32[1.26]
28[1.10]
12.5[0.49]
2[0.08]

140k
[28k]
16.1
[0.63]
29[1.14]
36[1.42]
32[1.26]
13.5[0.53]
3.2[0.13]

180k
[36k]
18.1
[0.71]
32.5[1.28]
39[1.54]
34[1.34]
15[0.59]
3.2[0.13]

220k
[44k]
20.1
[0.79]
36[1.42]
43[1.69]
38[1.50]
16[0.63]
3.2[0.13]

270k
[54k]
22.1
[0.87]
40[1.57]
48[1.89]
44[1.73]
17[0.67]
3.2[0.13]

320k
[64k]
24.1
[0.95]
43.5[1.71]
50[1.97]
48[1.89]
19[0.75]
3.2[0.13]AB
CDEF

SENSOR SOLUTIONS /// FMT_fr

09/2016

Page 3

FMTRondelle de ForceOPTIONS
V00 : Calibrage avec une alimentation spécifique remplacer “00” par la valeur en Volt
L00M : Longueur de câble spéciale, replacer “00” par la longueur totale en mètres.

REFERENCE ET CODIFICATION

FMT6-20KN-/L5M
Options (L00M, ..)Etendue de mesure en Newton
ModèleACCESSOIRES FOURNIS
Deux rondelles d’appui plates en acier doux

NORTH AMERICAEUROPE

ASIA

Measurement Specialties, Inc.,a TE Connectivity company
45738 Northport Loop West
Fremont, CA 94538
Tel: +1 800 767 1888
Fax: +1 510 498 1578
customercare.frmt@te.com

MEAS France SAS,a TE Connectivity company26 Rue des Dames
78340 Les Clayes-sous-Bois, France
Tel: +33 (0) 130 79 33 00
Fax: +33 (0) 134 81 03 59
customercare.lcsb@te.com

Measurement Specialties (China) Ltd.,a TE Connectivity company
No. 26 Langshan Road
Shenzhen High-Tech Park (North) Nanshan
District, Shenzhen, 518057
China
Tel: +86 755 3330 5088
Fax: +86 755 3330 5099
customercare.shzn@te.com

TE.com/sensorsolutions
Measurement Specialties, Inc., a TE Connectivity company.
Measurement Specialties, TE Connectivity, TE Connectivity (logo) and EVERY CONNECTION COUNTS are trademarks. All other logos, products and/or company names referred to herein
might be trademarks of their respective owners.
The information given herein, including drawings, illustrations and schematics which are intended for illustration purposes only, is believed to be reliable. However, TE Connectivity makes
no warranties as to its accuracy or completeness and disclaims any liability in connection with its use. TE Connectivity‘s obligations shall only be as set forth in TE Connectivity‘s Standard
Terms and Conditions of Sale for this product and in no case will TE Connectivity be liable for any incidental, indirect or consequential damages arising out of the sale, resale, use or misuseof the product. Users of TE Connectivity products should make their own evaluation to determine the suitability of each such product for the specific application.
© 2015

TE Connectivity Ltd. family of companies

SENSOR SOLUTIONS /// FMT_fr

All Rights Reserved.

09/2016

Page 4