

୍Ⅼᘧ࢞ࢫ᳨▱㆙ሗჾ㹌㹔㸫㸯㸮㸮㹋ྲྀ ᢅ ㄝ ᫂ ᭩‫ྲྀࡢࡇ ە‬ᢅㄝ᫂᭩ࡣࠊᚲせ࡞࡜ࡁ࡟ࡍࡄ࡟ྲྀࡾฟࡋ࡚ㄞࡵࡿࡼ࠺ࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ㌟㏆࡟ಖ⟶ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
‫ྲྀࡢࡇ ە‬ᢅㄝ᫂᭩ࢆࡼࡃㄞࢇ࡛⌮ゎࡋ࡚࠿ࡽṇࡋࡃࡈ౑⏝ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ྲྀᢅㄝ᫂᭩⟶⌮␒ྕ
GAU − 097 − 02㹅㸿㹓㸫㸮㸷㸵㸫㸮㸯2016 年 05㸯᭶సᡂ月作成
㸰㸮㸯㸳ᖺ

┠  ḟ㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟..................................................................................................................................................................................㸯㸰㸬ṇࡋࡃ࠾౑࠸࠸ࡓࡔࡃࡓࡵ࡟...............................................................................................................................................㸯㸱㸬ໟ⿦ෆᐜ≀ࡢㄝ᫂ ..................................................................................................................................................................㸰㸲㸬ࢩࢫࢸ࣒ᵓᡂ ..........................................................................................................................................................................㸱㸳㸬እᙧᑍἲ࡜ྛ㒊ࡢྡ⛠ ..........................................................................................................................................................㸲㸳㸫㸯 ᣦ♧㆙ሗ㒊 ..................................................................................................................................................................㸲㸳㸫㸰 ࢞ࢫ᳨▱㒊 ..................................................................................................................................................................㸳㸴㸬ྲྀ௜㓄⥺᪉ἲ ..........................................................................................................................................................................㸴㸴㸫㸯 ᣦ♧㆙ሗ㒊ྲྀ௜᪉ἲ...................................................................................................................................................㸴㸴㸫㸰 ࢞ࢫ᳨▱㒊ྲྀ௜᪉ἲ...................................................................................................................................................㸵㸴㸫㸱 㓄⥺࠾ࡼࡧ᥋⥆᪉ἲ...................................................................................................................................................㸶㸵㸬౑⏝᪉ἲ..............................................................................................................................................................................㸯㸯㸵㸫㸯 ࡈ౑⏝࡟࡞ࡿ๓࡟ ..................................................................................................................................................㸯㸯㸵㸫㸰 ౑⏝ᡭ㡰..................................................................................................................................................................㸯㸯㸵㸫㸱 ᮏჾࡢືసㄝ᫂ ......................................................................................................................................................㸯㸱㸵㸫㸲 ㆙ሗࢆⓎࡋࡓሙྜ ..................................................................................................................................................㸯㸳㸵㸫㸳 ࣂࢵࢸ࣮ࣜ஺᥮᪉ἲ㸦ಖᏳ㟁※௜ࡢሙྜ㸧........................................................................................................㸯㸳㸵㸫㸴 ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫᶵ⬟ ..................................................................................................................................................㸯㸴㸶㸬ಖᏲⅬ᳨..............................................................................................................................................................................㸰㸰㸶㸫㸯 ᪥ᖖⅬ᳨㸦࠾ᐈᵝ࡟⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃⅬ᳨㸧....................................................................................................㸰㸰㸶㸫㸰 ᐃᮇⅬ᳨..................................................................................................................................................................㸰㸰㸷㸬ᨾ㞀࡜࠾⪃࠼࡟࡞ࡿ๓࡟...................................................................................................................................................㸰㸱㸯㸮㸬௙ᵝ..................................................................................................................................................................................㸰㸲㸯㸮㸫㸯 ᣦ♧㆙ሗ㒊 ..........................................................................................................................................................㸰㸲㸯㸮㸫㸰 ࢞ࢫ᳨▱㒊 ..........................................................................................................................................................㸰㸲㸯㸯㸬ᾘ⪖ရཬࡧ஺᥮㒊ရ ......................................................................................................................................................㸰㸳㸯㸰㸬ಖド࡟ࡘ࠸࡚ ..................................................................................................................................................................㸰㸳㸯㸱㸬⪏⏝ᖺᩘ࡟ࡘ࠸࡚ ..........................................................................................................................................................㸰㸳㸯㸲㸬⏝ㄒࡢㄝ᫂ ......................................................................................................................................................................㸰㸳

１．はじめに
このたびは一点式ガス検知警報器 NV-100M 型をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
本器は、ガス漏洩を連続的に検知し、あらかじめ設定された警報設定値を超えたときに警報ランプ及び音声メッセージにて報知し、ガス漏れ事故防止に役立てるための保安機器です。
本器を正しく使用していただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、ご使用前にはガス検知部の取扱説明書も併せてお読みください。
シンボルマークの説明
本器を安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。
：回避しないと、死亡または重傷を招く切迫した危険な状況の発生が予想される内容を示しています。
：回避しないと、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況の発生が予見される内容を示しています。
：回避しないと、軽傷を負うかまたは物的障害が発生する危険な状況の発生が予見される内容を示しています。
：取扱上のアドバイスを意味します。

２．正しくお使いいただくために正しくお使いいただくために、下記事項をよくお読みの上ご使用ください。
本器をご使用になる場合は、該当する全ての法律、規定に基づいてご使用ください。
据付及び配線工事等、本器に関わる工事全般については、有資格者の方が「工場電気設備防爆指針」、「ユーザーのための工場防爆電気設備ガイド」及び「電気設備技術基準」に基づいて施工してください。

実ガスによる動作チェックは、｢爆発の可能性がある可燃性ガスまたは、人体に悪影響を与える毒性ガス｣を使用するため大変危険です。このため、十分な経験と専門技術を取得された人、または弊社サービス員による点検確認を行なってください。

● 感電防止のため、必ず接地を行なってください。
● 警報を発したら、貴社で規定されているガスもれ時の処置を行なってください。
● 本器は防爆構造ではありません。非危険場所に取り付けてください。

● 本器の分解、改造、構造及び電気回路の変更等をしないでください。本器の性能をそこなう恐れがあります。
● 本器の出力信号を利用し、外部機器のインターロック等の制御を行なった場合、それによって生じた傷害、損害については弊社は一切その責任と補償を負いかねます。
● 本器は防滴構造ではありません。雨水がかからない場所に設置してください。
● 定められた法律、規則に準拠してご使用ください。
● 指示警報盤の近く（30cm）以内では、携帯電話・無線機等電波の発生する機器は使用しないでください。

１１

３．包装内容物の説明
包装箱を開けると下記のものが箱の中に入っています。ご使用前に必ずすべてそろっていることを確認してください。作業には万全を期していますが、万一製品に破損や欠品がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡ください。送付いたしま
す。
1
1
1個
2個
1式
1
1
1

NV-100M 本体
ガス検知部
ヒューズ 1A

保安電源なし
保安電源付
埋め込み用部品（パネル埋込式のみ）
NV-100M 取扱説明書（本冊子）
検査成績書
保証書

２２

４．システム構成
本器はガスを検知する部分（ガス検知部）と、ガス濃度を指示し警報を発する部分（指示警報部）から構成されています。
各部はケーブルにより接続されます。

指示警報部
NV-100M

電源
AC100/200V（DC24V）
2C ｼｰﾙﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ又は 3C ｼｰﾙﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ
制御機器

警報接点

3C ｼｰﾙﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ又は 4C ｼｰﾙﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ

3C ｼｰﾙﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ
拡散式
ガス検知部
KS-6

吸引式
ガス検知部
PS-7

AC100V 駆動
ガス検知部の場合

電源 AC100V
図１ システム構成図

指示警報部は防爆構造ではありません。非危険場所に取り付けてください。

● ガス検知部は、拡散式または吸引式のいずれか 1 台を接続することができます。野外に設置する場合は防雨カバー（オプション）をご使用ください。
● 接続するガス検知部によりケーブル芯数は異なります。

３３

５．外形寸法と各部の名称
５－１ 指示警報部

113

71.5

18 19 21

20 22

23

16
17
15

24

2

25

9

7

10

13

901

ALARM

8

BACKUP

14

2
6

4

1

2

6

1

11
RESET

0

5

172
194

10

204

23

456

78

3

12
POWER

8

A.SET

BZ STOP

4
AS AR

N COM ZA1 ZB1 ZA2 ZB2 TA TB BZ

S

PA PB

26

27
R

E

C

D

F

G

H

2-φ6

図２ 指示警報部外形寸法図（保安電源なし）

110
30
29
ＦＵＳＥ

23

POWER
10

78

456

28

901

ALARM

8

BACKUP

2
6

1
4

234

2

0
A.SET

BZ STOPR

AS AR

N COM ZA1 ZB1 ZA2 ZB2 TA TB BZ

S

PA PB

E

C

70

D

F

G

H

3-φ6

４４

220

RESET

図３ 指示警報部外形寸法図（保安電源付）

番号
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０

名

称

は た ら きバックライト付 LCD バーグラフメ－タで、ガス濃度及び警報設定値を表示します。
警報後指示値が下がってもピーク値を点滅表示します。
通常動作時は緑色点灯し、センサ故障時は橙色点灯します。通電初期及び故障回復
電源ランプ（POWER）
後は、緑色点滅しウォームアップ中であることを表示します。
警報ランプ（ALARM）
警報時赤色点滅してガス漏れを表示し、ブザー停止で点灯に変わります。
ブザー停止キー（BZ STOP） キー押すと警報音が止まり、警報ランプの点滅が点灯に変わります。
ブザー停止操作後、指示値が低下した状態でキーを押すと警報ランプ及びピークホ
リセットキー（RESET）
ールド指示が消灯します。ブザー停止操作する前に押しても消えません。
警報設定値の変更用で△キーを押すと設定値が上昇、▽キーを押すと設定値が下降
警報設定キー（△ ▽）します。
保安ランプ（BACKUP）
通常時消灯、保安電源オプション付の場合停電時赤色点滅します。
メッセージ表示窓
各機能操作時にメッセージを表示します。
モードスイッチ
メンテナンスモード 1，2 等のモード設定を行ないます。
ファンクションスイッチ
各機能の設定に使用します。
エンターキー
各機能の設定時に使用します。
SOUND ボリューム
警報音の音量調整ボリュームです。音量を小さくしたい場合調整します。
プログラムコネクタ
プログラム書き込み時に使用します。通常は使用しません。
プログラムスイッチプログラム書き込み時に使用します。通常は左側で使用します。
電源スイッチ
装置全体の電源開閉用です。
AC 電源ヒューズ
φ5.2×20L 1A ガラス管ヒューズ
ジャンパーピン各種設定用です。お客様での設定は不要です。
検知部アナログ入力信号（4～20mA）点検端子です。
アナログチェック端子
テストボタンを押すとテスト出力に沿ったアナログ出力信号に切り替わります。
バッテリーテストスイッチ
蓄電池の簡易寿命点検用です。保安電源なしの場合は使用しません。
（B.TEST）
テストボタン（TEST）
動作テスト用ボタンスイッチです。
テストボタンを押した時、指示計の指示を調整するためのボリュームです。通常はテストボリューム（TEST）
フルスケールを指示するように調整されています。
ゼロ調整ボリューム
アナログ入力 4mA 調整用ボリュームです。
スパン調整ボリューム
アナログ入力 20mA 調整用ボリュームです。
アナログ出力調整ボリューム
アナログ出力 4mA（1V）調整用ボリュームです。
（L）
アナログ出力調整ボリューム
アナログ出力 20mA（5V）調整用ボリュームです。
（H）
端子台
外部配線の接続用端子台です。
スピーカー
警報音出力用です。音声メッセージにてガス漏れを知らせます。
保安電源ユニット
蓄電池を内蔵しており、停電時に電力を供給します。
バッテリースイッチ
保安電源オプションのバッテリー開閉用です。
バッテリーヒューズ
φ5.2×20L 1A ガラス管ヒューズ
ガス濃度指示計５－２ ガス検知部
ガス検知部の外形寸法図は別途、ガス検知部の取扱説明書を参照してください。

５５

６．取付配線方法
６－１ 指示警報部取付方法
取付方法は、壁掛式とパネル埋め込み式の 2 通りあります。

指示警報部は防爆構造ではありません。非危険場所に取り付けてください。

● 指示警報部は、常時人がいて、警報があったときの処理や指示の伝達に便利な見やすい場所に取り付けてください。
● 指示警報部は、振動や電気的ノイズ、腐食性ガスがある場所および高温、多湿の場所は避けて取り付けてください。
● 接点は機械式リレーを使用しています。過度な衝撃や振動を加えると誤動作する可能性がある為、できるだ
け衝撃・振動の少ない場所に設置したうえで、接続先で 1 秒以上の遅延処理を行ってください。

ガス検知部については、別途ガス検知部の取扱説明書を参照してください。

(1) 壁掛式の取付方法
4
壁に取付穴を図６のようにあけてください。
保安電源付の場合は付属の取付板 2 枚を本体上下に取り付けてください。
取付穴にアンカーを打ち込み、まず上側の穴にボルトを取り付けてください。
本体の上側のダルマ穴にボルトを引っ掛け下側にボルトを取り付け、上下のボルトを締め付けてください。

113

2-φ30
（ｹｰﾌﾞﾙ入線口）

3-φ7

220
234

2-φ7

172
204

113

8.5

①
②
③
④

60

70

保安電源なし

3-φ7

保安電源付

図６
4 壁掛式 取付穴寸法図● 保安電源なし、保安電源付の場合で取付穴寸法が異なります。
● 保安電源なしの場合ケーブル入線口は背面及び下側の 2 方向からできるようになっています。背面から入線すればケーブルを隠すことができます。保安電源付の場合ケーブル入線口は下側のみとなります。
● 本体を取り付ける際は、本体下側にメンテナンススペースとして 30cm 位のスペースを空けて取り付けてください。さらに、保安電源付の場合は本体右側にもバッテリー交換スペースとして 30cm 位のスペースを空けて取り付けてください。

７６

(2) パネル埋込式の取付方法① パネルに図５のように角穴をあけてください。

200

110

図５ パネルカット寸法図② 本体を角穴にパネル前面から挿入してください。
図６を参考に取付ネジで埋込金具を本体背面に取り付け、固定ネジでパネルに締め付けてください。
本体は 1.6～6mm の厚さのパネルに取り付けることができます。

パネル

固定ネジ

パネル

取付ネジ

固定ネジ
取付ネジ

埋込金具

埋込金具

本体

本体

保安電源なし

保安電源付
図６ パネル埋込式取付方法

本体を取り付ける際は、本体下側にメンテナンススペースとして 30cm 位のスペースを空けて取り付けてください。さらに、保安電源付の場合は本体右側にもバッテリー交換スペースとして 30cm 位のスペースを空けて取り付けてください。

６－２ ガス検知部取付方法
別途ガス検知部取扱説明書を参照してください。

７７

６－３ 配線および接続方法
ガス検知部取扱説明書もあわせて参照してください。

● 配線の際、ガス検知部の蓋を開ける前に指示警報部本体の電源を切ってください。電気が通じていると着火源となる可能性があります。
● 本体、ガス検知部ともに接地を必ず行ってください。

● 指示警報部側とガス検知部側の端子記号を間違えないようにしてください。
● 接続ケーブルはシールド線を用い、動力線（電力線）等とは極力はなして配線してください。

(1) 電源の配線
指示警報部本体への電源の配線は専用の遮断器を設けてください。
(2) ガス検知部との接続
指示警報部側とガス検知部側の端子記号を間違えないようにしてください。
接続ケーブルはシールド線を用い、動力線（電力線）等とは極力はなして配線してください。
(3) 外部警報用接点の接続● 外部警報用接点は、外部警報器や警報表示灯用のみに使用してください。
● 負荷電流または電圧が接点容量を超えないように注意してください。
● 外部警報用接点を応用し、インターロック等の制御をされた場合、それによって生じた傷害、損害については、弊社は一切その責任と保証を負いかねます。
1 段目警報接点

無電圧 1c（AC100V 2A 抵抗負荷）

COM

ZA1

ZB1

2 段目警報接点

無電圧 1c（AC100V 2A 抵抗負荷）

COM

ZA2

ZB2

トラブル警報接点

無電圧 1c（AC100V 2A 抵抗負荷）

COM

TA

TB

ブザー接点

無電圧 1a（AC100V 2A 抵抗負荷）

COM

BZ

AS

AR

外部アラーム停止（AS）および外部リセット（AR）用端子

N

外部スイッチを接続することにより、外部からアラーム停止、リセット操作ができます。
(4) アナログ出力端子の接続
アナログ出力端子に記録計を接続する事により、ガス検知部設置場所のガス濃度を連続的に監視し、記録として残す事ができます。端子台に G（＋）
、H（－）の端子がでています。標準は 4～20mA で、記録計の入力抵抗は 500Ω
以下で受けるようにしてください。

８８

外部スイッチ

制御機器

AS

AR

N

COM

ZA1

ZB1

ZA2

ZB2

TA

TB

BZ

下段端子台 R(P) S(N)

E

PA

PB

空

空

C

D

F

G

H

＋

－

上段端子台

空

3Cｼｰﾙﾄﾞ
ｹｰﾌﾞﾙ

遮断器

E
(＋) (－)DC 24V

接地

ｱﾅﾛｸﾞ出力
4～20mA(1～5V)

GND 4～20mA

拡散式ガス検知部

AC100/200V(DC24V)

図７ 回路図（拡散式検知部）

制御機器

外部スイッチ

AS

AR

N

COM

ZA1

ZB1

ZA2

ZB2

TA

TB

BZ

下段端子台 R(P) S(N)

E

PA

PB

空

空

C

D

F

G

H

＋

－

上段端子台

空

3Cｼｰﾙﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ
又は4Cｼｰﾙﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ
遮断器

F(＋) (－)

接地

DC 24V GND 4～20mA
吸引式ガス検知部

AC100/200V(DC24V)

E

ｱﾅﾛｸﾞ出力
4～20mA(1～5V)※ エゼクター吸引式の場合、ポンプ配線は不要です

図８ 回路図（吸引式検知部）

９９

制御機器

外部スイッチ

空

AS

AR

N

COM

ZA1

ZB1

ZA2

ZB2

TA

TB

BZ

下段端子台 R(P) S(N)

E

PA

PB

空

空

C

D

F

G

H

＋

－

上段端子台

2Cｼｰﾙﾄﾞ又は3Cｼｰﾙﾄﾞ
ｹｰﾌﾞﾙ
遮断器

F
－

(＋) (－)
AC100/200V(DC24V)接地

E＋

4～20mA

電源
ＡＣ100V

ＡＣ100V駆動
ガス検知部の場合

ｱﾅﾛｸﾞ出力
4～20mA(1～5V)※ Ｆを結線した場合は、流量低下警報機能が利用できますので指示警報部ファンクションスイッチ８番を有効（ＯＦＦ側）にして使用してください。

図９ 回路図（ＡＣ100V 駆動ガス検知部）

１０
１０７．使用方法
７－１ ご使用になる前に● 電源を投入する前に、各部の接続に間違いがないことを再確認してください。特にガス検知部と指示警報部の端子記号が正しく接続されていることを確認してください。
● 外部警報用接点に、定格容量を超える容量の負荷は接続しないでください。
７－２ 使用手順(1) 電源投入① 電源スイッチを ON にします。保安電源付の場合は続いてバッテリースイッチを ON にします。
② ガス濃度指示計にガス濃度と 1，2 段目警報設定値が表示され、電源（POWER）ランプが緑点滅し、ウォームアップ中であることを表示します。
③ しばらくして、電源（POWER）ランプ緑点滅が緑点灯に変わり通常動作に入ります。ウォームアップの時間は
約 30 秒です。
④ ウォームアップ後指示が安定するまで約 10 分間暖機運転を行ってください。
(2) ゼロ／スパン調整
NV-100M のゼロ／スパンは出荷時に調整されていますので、通常調整する必要がありません。
ガス検知部のテストスイッチによる動作確認後、本器のゼロ（21.0vol%）があわない等の場合、次の方法でゼロ／
スパン調整してください。
① 内部抵抗の高い電圧計（内部抵抗 100ｋΩ以上）をアナログ出力チェック端子に接続し＋、－の端子間に 10Ωの標準抵抗を内蔵しているので、例えば端子間電圧が 40ｍV であれば 4ｍA であることを示します。
アナログ出力チェック端子はガス検知部の 4～20ｍA 信号をチェックする端子です。
② テストボタンを押しながらテストボリュームを回し、電圧計の指示が 40ｍV になるように調整します。このときバーグラフが 0 を指すようにゼロ調整ボリュームで調整します。
※テストボタンを押すとアナログ出力チェック端子はテスト出力に沿ったアナログ出力信号に切り替わります。
③ テストボタンを押しながらテストボリュームを回し、電圧計の指示が 200mV になるように調整します。このときバーグラフがフルスケールを指すように調整します。
※テストボタンを押すとアナログ出力チェック端子はテスト出力に沿ったアナログ出力信号に切り替わります。

● NV-100M はオートゼロによるゼロ、スパン補正及びアナログゼロ・スパン調整は可能ですが、NV-100Mとガス検知部の表示、アナログ出力、警報設定値等のズレが発生するため推奨しません。
ゼロ／スパン調整はガス検知部側で行ってください。
(3) 警報設定
出荷時にご指定の警報設定値に設定してあります。変更される場合は以下の手順で変更してください。
① 通常モード（モードスイッチ 0 番）であることを確認し、エンターキーを押します。
② メッセージ表示窓にＡＰ １と表示され、警報設定キー（△ ▽）で 1 段目警報設定値が変更できます。
③ 続いてエンターキーを押すとメッセージ表示窓にＡＰ ２と表示され、警報設定キー（△▽）で 2 段目警報設定値が変更できます。
④ 最後にもう一度エンターキーを押すと警報設定値変更が完了し、メッセージ表示窓が消えて通常動作に戻ります。

POWER

POWER

ALARM

BACK UP

2

設定値変更

1
RESET

BZ STOP1 段目警報ALARM

BACK UP

2

設定値変更

1
RESET

AP 1
１１
１１

BZ STOP2 段目警報AP 2

(4) 音声警報について
本器には音声警報機能が搭載されています。
1) 音声メッセージの構成
警 報 音
ピッピッピッピッ

異常メッセージ＋

ガス漏れですガス漏れ・点検故障

2) 音声警報のキャンセル
音声警報が不要の場合は鳴らないようにキャンセルできます。
・異常メッセージをキャンセルしたい場合
ファンクションスイッチ①を ON にします。音声警報は警報音｢ピッピッピッピッ｣のみとなります。
・音声警報をキャンセルしたい場合
ファンクションスイッチ②を ON にします。警報音＋異常メッセージはすべてキャンセルされます。
3) 音量調整
警報音を小さくしたい場合、SOUND ボリュームを回すと音量を絞ることができます。出荷時は最大音量に設定されています。

音量調整は特に支障がある場合を除き、最大音量でご使用ください。
(5) 保安電源付の場合
保安電源付にはバッテリーの簡易寿命判定機能が設けてあります。以下の手順でバッテリー寿命の確認を行なってください。
① 通常モード（モードスイッチ 0 番）であることを確認し、バッテリーテストスイッチを約 5 秒間押しつづけてください。保安ランプ（BACKUP）が赤点滅し、メッセージ表示窓にバッテリー電圧が表示されます。
② バッテリーが正常な場合は｢蓄電池正常｣と音声メッセージがでます。｢蓄電池寿命です｣と音声メッセージがでた
場合は、バッテリーを交換してください。
③ 音声メッセージ後、バッテリーテストスイッチを離すと通常状態に戻ります。

● 本器には蓄電池の簡易寿命判定機能を搭載しています。月 1 回の点検等に利用できます。
● 蓄電池テストによる寿命判定は簡易診断であり、正規には電源スイッチを OFF にして放電試験を行なう必要があります。
● 蓄電池の交換は 3 年毎に定期的に行なってください。
● バッテリーテストスイッチはメンテナンスモード 1，2 では使用できません。通常モードで使用してください。
(6) アナログ出力の確認
端子台 G、H より 4～20mA（1～5V）の出力が出せます。
① 端子台 G、H にテスターを接続します。テストボタンを押しながらテストボリュームにて指示値を 0 に合わし、テスターで出力を確認します。4mA（1V）であれば調整の必要はありません。もし、ずれている場合は、アナ
ログ出力調整ボリューム（L）を回して調整してください。
② 同様に、テストボタンを押しながら、テストボリュームにて、指示値をフルスケールに合わしテスターで出力を確認します。20mA（5V）であれば調整の必要はありません。もし、ずれている場合は、アナログ出力調整ボリ
ューム（H）を回して調整してください。
③ ①～②の動作にて、4～20mA（1～5V）の値が合うまで数回繰り返し行なってください。
１２
１２

７－３ 本器の動作説明(1) ガスを検知するとガス検知部周辺のガス濃度が高くなり、ガス濃度表示バーグラフが 1 段目警報設定値以上になると、1 段目警報
（ALARM）ランプが点滅し、音声警報で｢ピッピッピッピッ・ガス漏れです｣と報知します。さらに 2 段目警報設定
値以上になると 2 段目警報（ALARM）ランプが点滅します。同時に、指示計にピークホールド値が点滅して表示されます。

● ファンクションスイッチ①を ON に設定している場合は、警報音｢ピッピッピッピッ｣のみで、異常メッ
セージ｢ガス漏れです｣はキャンセルされます。
● ファンクションスイッチ②を ON に設定している場合は、警報音＋異常メッセージはすべてキャンセルされます。
(2) ブザー停止キー（BZ STOP）を押すと警報音が止まり、指示計ユニットの警報（ALARM）ランプの点滅が連続点灯に変わります。この状態でピークホ
ールド表示は引き続き表示されます。
外部アラーム停止端子使用の場合、外部スイッチによりブザー停止操作ができます。
(3) リセットキー（RESET）を押すとブザー停止後、指示値が警報設定値以下に下がってからリセット（RESET）キーを押すと、警報（ALARM）ラン
プおよびピークホールド表示が消灯します。
外部リセット端子使用の場合、外部スイッチによりリセット操作ができます。

ブザー停止（BZ STOP）操作の前にリセットキー（RESET）を押しても、リセットされません。
(4) 故障の場合
1) ガス検知部が故障すると電源（POWER）ランプが橙点灯し、音声警報で｢ピッピッピッピッ・故障｣と報知し、メッセージ表示窓に故障内容が表示されます。
（故障内容 E：ケーブル断線、F：流量低下）● ファンクションスイッチ①を ON に設定している場合は、警報音｢ピッピッピッピッ｣のみで、異常メッ
セージ｢故障｣はキャンセルされます。
● ファンクションスイッチ②を ON に設定している場合は、音声メッセージによる警報はすべてキャンセ
ルされます。
2) ブザー停止キー（BZ STOP）を押すとブザー停止キーを押すと、音声警報が止まります。
3) 故障が復旧すると電源（POWER）ランプが橙点灯から緑点滅に変わり、ウォームアップ状態になります。ウォームアップ終了
後は通常状態に戻ります。

１３
１３

(5) 保安電源付の場合
1) 停電になると保安ランプ（BACKUP）が赤点滅し、バッテリーから保安電力が供給され連続でガス漏れを監視します。
2) バッテリー電圧が終止電圧以下に下がると本器は自動的に蓄電池放電を停止し全機能停止となります。
3) 停電が復旧すると保安ランプ（BACKUP）が消灯し、通常動作に戻ります。過放電停止状態で停電復旧した場合も、ウォームア
ップ状態から動作を再開します。
(6) ファンクションスイッチ機能

ファンクションスイッチの設定を変更すると、ガス漏れ時に警報音が鳴らなかったり、仕様どおりに警報
できなくなる場合があります。設定を変更する場合は、ファンクションスイッチの機能を熟知した上で行なってください。
本器のファンクションスイッチ（５－１ 指示警報部外形寸法図⑩番）には下表の機能があります。
ファンクション
スイッチ番号
1
2
3
4
5
6
7
8

は た ら きOFFON

音声警報 あり／なし
警報音 あり／なし
10 秒警報遅延 あり／なし
ゼロサプレッション機能 あり／なし
自己保持／自動復帰
トラブル警報 常時非励磁／常時励磁
ヒーター断線警報 有効／無効
流量低下警報 有効／無効

あり
あり
なし
なし
自己保持
常時非励磁
－
有効

なし
なし
あり
あり
自動復帰
常時励磁
常に ON
無効

１４
１４

７－４ 警報を発した場合警報を発した場合は、貴社で規定されているガス漏れ時の規定により処置を行ってください。

● 屋内の場合、窓や扉を開けて通気をよくしてください。
● ガス漏れ個所の探索には、弊社製ガスリークディテクタを使用すると効率よく発見することができます。

７－５ バッテリー交換方法（保安電源付の場合）● バッテリーは 2 個同時に交換してください。
● バッテリー蓋を取付ける際、ハーネスを挟まないように注意してください。

①
②
③
④

保安電源ユニット右側面より、バッテリー蓋を取外してください。
バッテリーのコネクタを外して、バッテリーを取り出します。
新しいバッテリーを挿入して、コネクタをつなぎます。
元通りにバッテリー蓋を取付けてください。

POWER

POWER
10

ALARM

10

8

BACK UP

ALARM

2

8

BACK UP

2
6

6

1

1
4

4

RESET

RESET
2

2

0

0
A.SET

A.SET

BZ STOPBZ STOP

図１１ バッテリー交換方法

１５
１５

７－６ メンテナンス機能● 各モードでの調整作業が終了したら、必ずモードスイッチを 0 番にし通常モードに戻してください。他のモードのまま放置しておくとガス漏れが発生したとき正しく報知できません。
● 調整作業終了後、通常モードに戻し忘れることを防止するためにメンテナンスモード中はメッセージ表
示窓に「設定値」と｢＿＿＿＿｣が交互表示されます。
● お客様にて 3～9 のモードの設定を変更しないようにしてください。設定が変更されるとガス漏れが発生したとき正しく報知できません。

NV-100M にはメンテナンスモード機能がついています。モードスイッチにより各モードを選択して、それぞれの機能を使用します。各モードには下表のはたらきがあります。

● NV-100M はオートゼロによるゼロ、スパン補正及びアナログゼロ・スパン調整は可能ですが、NV-100Mとガス検知部の表示、アナログ出力、警報設定値等のズレが発生するため推奨しません。
ゼロ／スパン調整はガス検知部側で行ってください。

モード
スイッチ番号

モード名称

はたらき

0

通常モード

ガス漏れ監視通常状態

1

メンテナン
スモード 1

2

メンテナン
スモード 2

備考
・通常はこのモードで使用します。

警報接点、ブザー接点は動作し ・ボタン操作で自動的にゼロ・スパン調整ができます。
ません。
・わずかなゼロ点・感度のずれを補正する場合に（オートゼロ・スパン調整）行ないます。

・ボリュームによってゼロ・スパン調整します。
警報接点、ブザー接点は動作し・オートゼロ・スパン機能解除ません。
・ゼロサプレッション機能解除（アナログゼロ・スパン調整）

3～9－

工場出荷時調整用・お客様では使用いたしません。

次ページに参考として「メンテナンスモード 1 オートゼロ・スパン調整方法」と「メンテナンスモード 2 アナロ
グゼロ・スパン調整方法」を記載します。

１６
１６

(1) メンテナンスモード 1 オートゼロ・スパン調整方法（参考）1) オートゼロ調整方法① モードスイッチを 1 番にして、メンテナンス
モード 1 にします。

② ガス検知部付近にガスがないことを確認した
上で、ブザー停止キー（BZ STOP）を電源（POWER）ランプが消灯するまで押します。

POWER

POWER

消灯
ALARM

BACK UP

2

ALARM

1

1

RESET

RESET

BZ STOP40

BZ STOP③ 再び電源（POWER）ランプが点灯し、指示値が自動的に 0 に補正されます。
POWER

POWER

ALARM

BACK UP2

ALARM

0 を示して

1

いることを

RESET

確認

BZ STOP40④ モードスイッチを 0 番にし、通常モードに戻し
ます。

点灯

0 に補正

BACK UP

240

BACK UP

2
1

RESET

BZ STOP

指示値のずれがオートゼロ調整範囲をオーバーしている場合はブザー停止キー（BZ STOP）を押すと、メッセージ表示窓に｢ Ｅｒｒ｣が点滅表示されオートゼロ調整できません。
この場合はメンテナンスモー
ド 2 のアナログゼロ調整を行なってください。
2) オートスパン調整方法① モードスイッチを 1 番にして、メンテナンス
モード１にします。
POWER② オートスパン設定値（10～100 無単位）を警報
設定キー（△ ▽）で設定します。
POWER

ALARM

ALARM

BACK UP

2
1

1

RESET

RESET

BZ STOPBACK UP

240

BZ STOP

１７
１７40

オートスパン
設定値

③ ゼロ点が正しくゼロを示していることを確認して、ガス検知部に校正ガスを約 1 分間かけます。

④ 校正ガス濃度に対して、ピークホールド値が違っている場合は、リセットキー（RESET）
を電源（POWER）ランプが消灯するまで押し
ます。

POWER

POWER

消灯
ALARM

ALARM

BACK UP2

ピークホールド

1

1

RESET

RESET

BZ STOP40

BZ STOP⑤ 再び電源（POWER）ランプが点灯し、ピー
クホールド値が自動的にオートスパン設定
値に補正されます。
POWERにガスがないこと

ALARM

BACK UP2を確認した上で、0 を示している

1

ことを確認

RESET

BZ STOP40

40⑥ モードスイッチを 0 番にし、通常モードに戻します。

ガス検知部付近

点灯

BACK UP

2

POWER
ALARM

2

BACK UP1RESETBZ STOP⑦ 最後に校正ガスをかけて正しく校正濃度を示すことを確認してください。
POWER
ALARM

2
1

BACK UP

校正濃度
を示すこと
を確認

RESET

BZ STOP

通常モードで校正ガスをかけた場合ガス漏れ警報が発報して、外部出力等が動作しますので注意してください。

指示値のずれがオートスパン調整範囲をオーバーしている場合はリセットキー（RESET）を押すと、メッセージ表示窓に｢ Ｅｒｒ｣が点滅表示されオートスパン調整できません。
この場合はメンテナンスモード 2 のア
ナログスパン調整を行なってください。

１８
１８

(2) メンテナンスモード 2 アナログゼロ・スパン調整方法（参考）● メンテナンスモード 2 では、オートゼロ・スパン機能、ゼロサプレッション機能の解除された指示が表示されますので、通常モードの指示値とずれが生じる場合があります。
● アナログゼロ・スパン調整時には必ずオートゼロ・スパン調整値のリフレッシュを行なってください。リフレッシュを行なわないと正しくゼロ・スパン調整されません。
● ゼロ・スパン調整ボリュームの調整には精密ドライバー（歯幅 1.3mm）が必要です。
1) アナログゼロ調整方法① モードスイッチを 2 番にして、メンテナンス
モード 2 にします。

② ブザー停止キー（BZ STOP）を電源（POWER）
ランプが消灯するまで押します。

POWER

POWER

消灯
ALARM

2

ALARM

BACK UP

2

ピーク

1

1

ホールド値

RESET

BACK UPRESETBZ STOPBZ STOP③ 再び電源（POWER）ランプが点灯し、オー
トゼロ調整値がリフレッシュされます。

④ ガス検知部付近にガスがないことを確認した
上で、エンターボタンを押しながらゼロ調整
ボリューム（ZERO）を回して、指示値を 0に調整します。
POWER

POWER

点灯
ALARM

2

ALARM

BACK UP

2

1

1

RESET

RESET

0 に調整

BZ STOPBZ STOP⑤ モードスイッチを 0 番にし、通常モードに戻
します。
POWER

0 を示して
いることを
確認

ALARM

2

BACK UP1RESETBZ STOP

１９
１９

BACK UP2) アナログスパン調整

アナログスパン調整を行なう前には、必ずアナログゼロ調整を行なうようにしてください。アナログゼロ調整を行なわないでアナログスパン調整を行なうと正しくスパン調整されません。
① モードスイッチを 2 番にして、メンテナンス
モード 2 にします。

② リセットキー（RESET）を電源（POWER）
ランプが消灯するまで押します。

POWER

POWER

消灯
ALARM

ALARM

BACK UP2

BACK UP

2

1

1

RESET

RESET

BZ STOPBZ STOP③ 再び電源（POWER）ランプが点灯し、オー
トスパン調整値がリフレッシュされます。

POWER④ モードスイッチを 1 番にして、メンテナンス
モード 1 にします。

POWER

点灯
ALARM

ALARM

BACK UP

2
1

1

RESET

RESET

BZ STOPBZ STOP⑤ ゼロ点が正しくゼロを示していることを確認して、ガス検知部に校正ガスを約 1 分間か
けます。
POWER

40

⑥ モードスイッチを 2 番にして、メンテナンス
モード 2 にします。

POWER

ALARM

ALARM

BACK UP

2

2

1

1

RESET

RESET

BZ STOPBACK UP

240

BZ STOP

２０
２０

BACK UP

ピーク
ホールド値

⑦ テストボタンを押しながらテストボリュー
ムを廻して、指示値をピークホールド値に合
わせます。

ピーク
ホールド値に合わせる

2

そのままの状態でスパン調整ボリューム（SPAN）を廻して、指示値を校正ガス濃度値に合わせます。

校正ガス

POWER
ALARM

⑧

に合わせる

BACK UPBZ STOPBZ STOP⑨ テストボタンをはなして、指示値が 0 に戻る
ことを確認します。

⑩ テストボタンを押しながらテストボリュームを廻して、指示値をフルスケールに戻します。

POWER

POWER

0 に戻る
ことを確認

BACK UP

フルスケールに戻す

1にガスがないことを確認した上で、0 を示している
ことを確認

ALARM

2

RESET

BZ STOPBZ STOP

POWER
ALARM

2

BACK UP

1

RESET⑪ モードスイッチを 0 番にし、通常モードに戻します。

ガス検知部付近

BACK UP

2

RESET

RESET

2

ALARM

1

1

ALARM

POWER

濃度値

⑫ 最後に校正ガスをかけて正しく校正濃度を示すことを確認してください。

校正濃度を

POWER

示すことを
BACK UP

確認

ALARM

2

1

1

RESET

RESET

BZ STOPBZ STOPBACK UP

通常モードで校正ガスをかけた場合ガス漏れ警報が発報して、外部出力等が動作しますので注意してくださ
い。

２１
２１

８．保守点検
本器は保安機器という性格から保守点検はきわめて重要であり、お客様の責任において実施していただかなければなりません。弊社では、お客様各位とメンテナンス契約を結ばせていただくことにより、定期的に出張点検を行ないます。
（詳細は弊社
営業部へお問い合わせください。
）
なお、ガス検知部の保守・点検は別冊ガス検知部の取扱説明書を参照してください。
８－１ 日常点検（お客様に行なっていただく点検）
日常点検で行なう点検項目と点検方法
頻 度

点 検 方 法・ガス検知部付近にガスがないことを確認して、指示計のバーグ①ゼロ点の確認
ラフがゼロであることを確認してください。
・電源（POWER）ランプが緑点灯していることを確認してくだ
日常点検②電源ランプの点灯確認
さい。
（1 日に 1 回程度）
・流量計の指示値を確認し、下がっていれば調整してください。
③吸引流量の確認
流量調整しても、流量が下がったままで調整できない時は、フ（吸引式ガス検知部のみ）
ィルタの目詰まり等がないか点検してください。
・テストボタンを押して、バーグラフが振れて、警報ランプ（ALARM）が点滅し、警報音が鳴ることを確認してください。

月 1 回以上の点検

点 検 項 目

④テストボタンによる動作テスト⑤保安電源供給装置の点検（保安電源付の場合）⑥実ガステストによる
動作テスト
2～3 ヶ月に1 回以上の点検⑦目視点検⑧ガス検知部の周辺状況

テストボタンを押した場合、連動している外部警報器が鳴動したり外部警報表示灯が作動したりしますので注意してください。

・７－２（５）バッテリー寿命の確認を行なってください。
・ガス検知部の取扱説明書を参照してださい。
以下の点を目視にて点検してください。
・ガス検知部の腐食の有無
・取付金具の腐食の有無
・拡散式ガス検知部や吸引式ガス検知部の捕集口のまわりに物が置かれていてガスの検知を妨げてないか確認してください。

８－２ 定期点検
1 年に 1 回以上の点検

お 願 い
ガス検知警報装置の信頼性を維持するためには、整備・点検が極めて重要です。
また、実ガス（可燃性ガス・毒性ガス）で注意深く点検・校正作業を実施する必要があります。そういう意味
からも弊社とメンテナンス契約を結んでいただき、定期的な点検を継続していただくよう御願いいたします。

２２２２

９．故障とお考えになる前に修理を依頼される前に、もう一度次の点をお調べください。
症 状電源スイッチを ON にしても電源ランプが点灯しない
電源スイッチ ON で
電源ランプは点灯するがガス濃度が表示されないメッセージ表示部に｢＿＿＿＿｣が点滅表示
される
電源ランプが橙点灯する
蓄電池電圧が低い

原 因

処 置

配線が間違っている

配線をやり直す

配線の接続が完全でない
商用電源ヒューズが断線している

端子を締め直す参照ページ→ ６－３参照

ヒューズを取り替える

モードスイッチが 0 になっていないモードスイッチを 0 にする→ ７－６参照

メンテナンスモードになっている

モードスイッチを 0 番にして通常モードにする→ ７－６参照

ガス検知部との接続が完全でない
長時間無通電放置されていた

配線をチェックし、端子を締め直す
しばらく通電して 24V 以上になることを確認する

２３
２３→ ６－３参照→ ７－２（５）参照

１０．

仕様

１０－１ 指示警報部
検 知 原 理検知対象ガス
指 示 範 囲ガス濃度指示計警 報 設 定 値
警 報 精 度警 報 遅 れ警 報 表 示故 障 表 示
警報出力端子外部リセット端子
アナログ出力警 報 遅 延ゼロサプレッション機能

電
消

源
費

電

力

保 安 電 源（保安電源付きのみ）

メンテナンス機能

使用温度範囲取 付 方 式
塗装色
外 形 寸 法特記事

項

検知部仕様による（アナログ信号 DC4～20mA 入力）
検知部仕様による検知部仕様によるバックライト付ＬＣＤバーグラフメータ
仕様による（任意設定可能）
検知部仕様による検知部仕様による
1 段目警報：2 段目警報ランプ赤点滅＋音声メッセージ
2 段目警報：１，２段目警報ランプ赤点滅＋音声メッセージ※ただし、酸素欠乏検知部接続の場合は音声メッセージなし
電源ランプ橙点灯＋故障内容表示＋音声メッセージ・1 段目警報接点：無電圧 1c 接点（接点容量：AC100V 2A 抵抗負荷）・2 段目警報接点：無電圧 1c 接点（接点容量：AC100V 2A 抵抗負荷）・トラブル警報接点：無電圧 1c 接点（接点容量：AC100V 2A 抵抗負荷）
・ブザー接点：無電圧 1a 接点（接点容量：AC100V 2A 抵抗負荷）
コモンは共通外部アラーム停止、外部リセット端子付
4～20mA（標準） 1～5V（要指定）
遅延モード設定可能（遅延時間：約 10 秒）※接続検知部によっては検知部に遅延機能ありの場合があるので注意が必要です。
ゼロサプレッションモード設定可能（F.S.±5%）※接続検知部によっては検知部にゼロサプレッション機能を有している場合があるので注意が必要です。
AC100V～240V 50/60Hz（標準）DC24V±10%（要指定）
AC 電源仕様 7VA/12VA（保安電源無／保安電源付）
DC 電源仕様 3.5W
（AC 電源仕様は AC100V、無警報時の電力です。また AC／DC 電源仕様共に検知部の電力は含んでいません）
使用蓄電池 密閉型鉛蓄電池（12V0.8Ah×2）
バックアップ時間 60 分以上
過放電防止機能 蓄電池終止電圧以下で自動放電停止
充電時間 約 12 時間
メンテナンスモード１
警報接点、ブザー接点は動作しない
警報音：警報音＋音声メッセージ１フレーズ警報後自動停止
メンテナンスモード２
警報接点、ブザー接点は動作しない
ゼロサプレッション機能解除
オートゼロ・スパン機能解除※ゼロサプレッション、オートゼロ・スパン機能解除は本器で設定した場合のみその機能を解除するものであり、接続検知部の機能を解除するものではない
０～４０℃
壁掛式又はパネル埋込式
マンセル 2.5PB7.0/1.0
保安電源無 W113×D71.5×H204mm 約 1.5kg
保安電源有 W113×D110×H234mm 約 3kg
指示警報部の近く（30ｃｍ以内）では、携帯電話・無線機等電波の発生する機器は使用しないこと

１０－２ ガス検知部
別途ガス検知部の取扱説明書を参照してください。
２４２４㸯㸯㸬ᾘ⪖ရཬࡧ஺᥮㒊ရ
NV-100M ࡢᾘ⪖㒊ရཬࡧ஺᥮㒊ရࢆ࠾ồࡵࡢ㝿ࡣࠊᘢ♫Ⴀᴗ㒊ࡲ࡛࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸯㸰㸬ಖド࡟ࡘ࠸࡚ᮏჾࡢಖドᮇ㛫ࡣ࠾㈙ୖࡆ᪥ࡼࡾ 1 ࢝ᖺ࡛ࡍࠋಖドᮇ㛫୰࡟ࠊྲྀᢅㄝ᫂᭩ࠊ௙ᵝ᭩࡟ἢࡗࡓṇᖖ࡞ྲྀ௜᪉ἲࠊࡈ౑⏝≧ែ࡛୓୍ᨾ㞀ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊಖド᭩ࡢグ㍕ෆᐜ࡟ᇶ࡙࠸࡚ಟ⌮࠸ࡓࡋࡲࡍࠋヲࡋࡃࡣಖド᭩ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᮏჾࢆ౑⏝ࡉࢀࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊᮏჾࡢ౑⏝┠ⓗ࡟ἢࢃ࡞࠸౑⏝ࢆࡉࢀࡓሙྜཬࡧྲྀᢅㄝ᫂᭩࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࢆ࠾Ᏺ
ࡾ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣࠊᘢ♫ࡣ୍ษࡑࡢ⿵ൾࢆ࠾࠸࠿ࡡࡲࡍࠋ

㸯㸱㸬⪏⏝ᖺᩘ࡟ࡘ࠸࡚
ᮏჾࢆྲྀ௜ᕤ஦ㄝ᫂᭩ཬࡧྲྀᢅㄝ᫂᭩࡟ἢࡗ࡚ྲྀࡾ௜ࡅࠊࡈ౑⏝ࡉࢀࡓሙྜࡢ⪏⏝ᖺᩘࡣ 7 ᖺ࡛ࡍࠋ7 ᖺࢆ㐣ࡂࡓࡶࡢࡣᛶ
⬟ୖ➼ࡢ⌮⏤࠿ࡽ᪂ࡋ࠸ࡶࡢ࡟࠾ྲྀࡾ᭰࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸯㸲㸬⏝ㄒࡢㄝ᫂
ᣦ♧㆙ሗ㒊
᳨
▱
㒊
ಖᏳ㟁※⿦⨨
ὶ
㔞
ィ
࢞ࢫᤕ㞟ჾ
ᣑ
ᩓ
ᘧ
⪏ᅽ㜵⇿ᵓ㐀

㸸
㸸
㸸
㸸
㸸
㸸
㸸

㆙ሗタᐃ್࢞ࢫ᳨ ▱ ᑐ ㇟᳨ ▱ ⠊ ᅖ㆙ ሗ ⢭ ᗘ㸸㸸㸸
㸸㆙ ሗ 㐜 ࢀ㸸౑⏝ ᗘ⠊ᅖ
ಖ Ᏺ Ⅼ ᳨ᰯ ṇ ࢞ ࢫࣆ࣮ࢡ࣮࣍ࣝࢻ༴ 㝤 ሙ ᡤ

㸸
㸸
㸸
㸸
㸸

㠀༴㝤ሙᡤ

㸸

༴㝤㞺ᅖẼ
㹊
㹃
㹊

㸸
㸸

࢞ࢫ᳨▱㒊ࡢಙྕࢆཷࡅ࡚࢞ࢫ⃰ᗘࡢᣦ♧࡜㆙ሗࢆฟࡍࣘࢽࢵࢺࠋ
࢞ࢫ⃰ᗘࢆ᳨▱ࡋ࡚㟁Ẽಙྕ࡟ኚ᥮ࡍࡿࣘࢽࢵࢺࠋ
೵㟁᫬ࠊ࢞ࢫ᳨▱㆙ሗჾࡢᛶ⬟ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ㟁※ࢆ౪⤥ࡍࡿ⿦⨨ࠋ⟶㊰ࢆὶࢀࡿ࢞ࢫࡢὶ㔞ࢆィࡿィჾࠋ࢞ࢫࡢᤕ㞟ຠ⋡ࢆ㧗ࡵཪࡣ㜵⁲ࠊ㜵ሻ➼ࡢᶵ⬟ࢆᣢࡘ࢞ࢫ᥇ྲཱྀྀࠋ
࢞ࢫࢆ᳨▱ࡍࡿ⟠ᡤ࡟࢞ࢫ᳨▱㒊ࢆタ⨨ࡋࠊ࢞ࢫࡢᑐὶᣑᩓ࡟ࡼࡾ࢞ࢫࢆ᳨▱ࡍࡿ᪉ἲࠋ
඲㛢ᵓ㐀࡛ࠊᐜჾෆ㒊࡛⇿Ⓨᛶ࢞ࢫࡢ⇿Ⓨࡀ㉳ࡇࡗࡓሙྜ࡟ࠊᐜჾࡀࡑࡢᅽຊ࡟⪏࠼ࠊ࠿ࡘእ
㒊ࡢ⇿Ⓨᛶ࢞ࢫ࡟ᘬⅆࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓᵓ㐀ࠋ⃰ᗘࡀ࠶ࡿ⃰ᗘ࡟㐩ࡋࡓ࡜ࡁ࡟㆙ሗࢆⓎࡍࡿࡼ࠺࡟࠶ࡽ࠿ࡌࡵタᐃࡋࡓ್ࠋ
࢞ࢫ⃰ᗘࢆ᳨▱ࡋࠊᣦ♧ࡶࡋࡃࡣ㆙ሗࡍࡿሙྜࠊࡑࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ࢞ࢫࠋ
࢞ࢫ⃰ᗘࢆᣦ♧ࡋࠊ㆙ሗࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ᳨▱ᑐ㇟࢞ࢫࡢ⃰ᗘ⠊ᅖࠋ㆙ሗタᐃ್࡜㆙ሗࢆⓎࡋጞࡵࡿ࢞ࢫ⃰ᗘ࡜ࡢᕪࡲࡓࡣࠊࡑࡢᕪࡢ㆙ሗタᐃ್࡟ᑐࡍࡿⓒศ⋡࡛⾲ࡋࡓ್ࠋ㆙ሗタᐃ್ࡼࡾ㧗࠸㸦ప࠸㸧࠶ࡿ⃰ᗘࡢ࢞ࢫࢆ࢞ࢫ᳨▱㒊࡟᥋ゐࡉࡏ࡚࠿ࡽࠊ㆙ሗࢆⓎࡍࡿࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࠋ࢞ࢫ᳨▱㆙ሗჾࡢ౑⏝ୖࠊᛶ⬟ཬࡧᶵ⬟ࢆ⥔ᣢ࡛ࡁࡿ ᗘࡢ⠊ᅖࠋᶵჾࡀࠊせồࡉࢀࡓᶵ⬟ࢆᯝࡓࡏࡿ≧ែࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࡢసᴗࠋ
᳨▱㆙ሗჾࡢ┠┒ࡾᰯṇ࡟⏝࠸ࡿ࢞ࢫࠋ
ධຊಙྕࡢࣆ࣮ࢡ್ࢆᖖ࡟᭦᪂ࡋ࡚࠸ࡁࠊಖᣢࡍࡿᶵ⬟ࠋᕤሙࡑࡢ௚ࡢ஦ᴗሙ࡟࠾࠸࡚ࠊ⇿Ⓨཪࡣⅆ⅏ࢆ⏕ࡎࡿࡓࡵ࡟༑ศ࡞㔞ࡢ⇿Ⓨᛶ࢞ࢫࡀࠊ✵Ẽ࡜ΰྜࡋ࡚༴㝤㞺ᅖẼࢆ⏕ᡂࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⏕ᡂࡍࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿሙᡤࡢࡇ࡜࡛ࠊ࠸ࢃࡺ
ࡿ࢞ࢫ⵨Ẽ༴㝤ሙᡤࢆᣦࡍࠋ㟁Ẽタഛࢆ᪋タࡍࡿሙᡤ࡛ࠊ㏻ᖖཬࡧ␗ᖖ࡞≧ែ࡟࠾࠸࡚༴㝤㞺ᅖẼ⏕ᡂࡢྍ⬟ᛶࡀ࡞࠸࡜ࡳ
࡞ࡉࢀࡿሙᡤࠋ
⇿Ⓨᛶ࢞ࢫ࡜✵Ẽࡀΰྜࡋࠊ⇿Ⓨ㝈⏺ෆ࡟࠶ࡿ≧ែࡢ㞺ᅖẼࠋྍ⇞ᛶ࢞ࢫࡀ✵Ẽ࡜ΰྜࡋ࡚ࠊ╔ⅆ࡟ࡼࡗ࡚⇿Ⓨࢆ㉳ࡇࡍ᭱ప⃰ᗘࠋ⇿Ⓨୗ㝈⏺ࠕLower
Explosive Limitࠖࡢ␎ㄒࠋ

㸦୍㒊⏘ᴗ⏝࢞ࢫ᳨▱㆙ሗჾᕤᴗ఍ ࢞ࢫ᳨▱ㄒ᳨▱⟶ᘧ࢞ࢫ ᐃჾ⏝ㄒࡼࡾᘬ⏝㸧

㸰㸳
㸰㸳







‫ྲྀࡢࡇە‬ᢅㄝ᫂᭩ࢆ⣮ኻࡋࡓሙྜ
୓୍ࡇࡢྲྀᢅㄝ᫂᭩ࢆ⣮ኻࡋࡓሙྜࡣࠊᘢ♫ࠊୗグ᭱ᐤࡾࡢᨭ♫ࡲࡓࡣႠᴗᡤࡲ࡛ࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
᭷ൾ࡟࡚㏦௜࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
௦⌮ᗑ࣭㈍኎ᗑ

㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌

本
社
東日本営業部
東
京
札幌営業所
仙台営業所
新潟営業所
静岡営業所
北関東出張所
千葉出張所
神奈川出張所
中 部 営 業 部
中部
北陸営業所
西日本営業部
関
西
岡山営業所
広島営業所
九州営業所
京滋出張所
姫路出張所

■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 − 5 − 4 TEL（06）6308−2111■ 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2（浜松町262ビル3F） TEL（03）5403−2703■ 〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2（札幌センタービル20F） TEL（011）231−1101■ 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7（ティエヌビルディング4F） TEL（022）295−6061（ファースト米山201） TEL（025）365−1390■ 〒950-0916 新潟市中央区米山３-１■ 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7（三井生命静岡駅前ビル2F） TEL（054）255−1901■ 〒330-0855 さいたま市大宮区上小町544（武井ビル2F） TEL（048）643−1223■ 〒260-0834 千 葉 市 中 央 区 今 井 1 - 2 3 - 7（ S Yビ ル 2 F ） TEL（043）209−1650■ 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-3-1（新横浜アーバンスクエア6F） TEL（045）473−6451■ 〒461-0004 名古屋市東区葵3-15-31（千種第2ビル5F） TEL（052）933−1680■ 〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1（アーバンユースフルビル2F） TEL（076）234−5611■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4 TEL（06）6308−2111■ 〒712-8051 倉 敷 市 中 畝 2 - 8 - 2 2（ 岡 一 ビ ル 1 F ） TEL（086）456−5200■ 〒732-0827 広島市南区稲荷町2−16（広島稲荷町第一生命ビル6F） TEL（082）568−2800■ 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1（NORITZビル5F） TEL（092）431−1881■ 〒520-0044 大津市京町4-4-23（アソルティ大津京町6F） TEL（077）526−8222■ 〒670-0965 姫路市東延末3-50（姫路駅南マークビル2F） TEL（079）225−8965

2016（ 02）300