デジタル2色放射温度計
小型・高精度・低価格･･････

ISR320700～1700℃
900～2500℃（0.9/1.05μm）

小型、軽量で限られたスペースへの設置が容易

小スポット測定を実現 ：φ3mm/300mmから高速測定 ： 10ｍsec
高精度 ：0.5％＋1℃（＜1300℃）
1％（＞1300℃）

アナログ出力は0～20mAまたは4～20mAの電流出力標準計器への接続が可能

アラーム接点出力可能：温度監視および窓材の汚れの監視にLEDターゲットライトにより、測定位置を容易に確認可能
測定中でも、ON/OFFが可能
ワイドレンジ：最小50℃幅のスケーリング機能で従来機種との置き換えが簡単に
RS485インターフェースにより、PCやPLCとの長距離通信が可能
PCとの接続には、RS485-USB変換器を用意
変換器付属の計測ソフトでデータの記録とパラメータ設定

電源B O X
RS4 8 5 - U SB
変換器

RS485インターフェースにより、多点測定が容易
アプリケーション・金属加工・半導体生産工程
・硝子金型・セラミック・溶解金属・鍛造

終端抵抗

低放射率物体の温度測定
窓ガラス越の真空炉内温度測定
高速移動物体の温度測定
溶融金属表面温度測定
微小物体の温度測定

RS485システム構成例

計測ソフト：InfraWin

仕様
項目
温度範囲:
スケーリング:
検出波長:
検出器:
精度(不確かさ）:ISR320

MB 17:
700 ～1700℃
MB 25:
900 ～2500℃
温度範囲内にて、任意設定可能、最小スケーリングレンジ 50℃
0.9μｍ /1.05μｍ
Si フォトダイオード
測定値の0.5% + 1℃
＜1300℃（K=1、ｔ90=1ｓ、Tamb=25℃） 測定値の1.0%＞1300℃
分解能:
0.1℃（インタフェース）
12ビット（アナログ出力）
再現性:
測定値の0.2% ＋ 2℃
（K=1、ｔ90=1ｓ、Tamb=25℃）

応答時間 t90:
比率補正 K（＝ε1／ε2）:
放射率補正 ε:透過率補正 τ:レンズ焦点：
スイッチオフリミット ：
出力信号:
出力モード:
窓透過率／温度監視:
位置確認:通信機能:
パラメータ（*2）

10 ms
設定： 0.01s, 0.05s, 0.25s, 1s, 3s, 10ｓ
0.800～1.200 0.001単位（2色モード）
0.050～1.000 0.01単位（単色モード）
0.050～1.000 0.01単位（単色モード）
固定焦点方式 a=300mm/800mm（測定距離と面積の項を参照下さい。）
2％～50％
DC4 ～ 20mA/DC0 ～ 20mA リニア出力（選択可）、負荷抵抗500Ω以下
単色モード/2色モード 切替
フォトリレー接点容量：0.2A，50VDC，300mW
LEDパイロットライト
RS485(アドレス指定可)、半2重、ボーレート1200 ～ 115. 2k

計測ソフトウェア：

通信経由での設定
比率補正 K
放射率補正 ε透過率補正 τ応答時間 t90
測定モード（単色/2色）
0～20mA/4～20mA切替
スケーリング
最大値保持時間 tCL、スイッチオフリミット°C / °F
アドレスボ-レート
InfraWin 添付 （Windows PC上で動作）

ハウジング：
取り付け方向：
供給電源:
消費電力:
絶縁対策:
保護等級:
周囲温度:
保管温度:
重量:
外形寸法：
CEマーク:

ステンレス製
全方向
DC24V ±25% リップルは50mV未満
max. 6W （LEDパイロットライトを含む）
電源回路・インターフェース・アナログ出力信号は互いに絶縁
IP65 （IEC 60529）
0 ～ 70℃ （結露なきこと）-20 ～ 80℃ （結露なきこと）
約300g
φ25×208.5～225.5mm
電磁イミュニティに関するEU指令に適合（*2）パラメータは通信経由（RS485，半二重）で設定します。

外形寸法
ストレート型コネクタ

L字型コネクタストレートコネクタ

単位：mm測定距離と面積
ISR320 MB17(700 ～1700℃)
a = 800

a = 300
測定距離 a[mm]スポット径M[mm]測定距離 a[mm]

300
500
1000

312.335.7

800
1300
2000

スポット径M[mm]819.936.5

ISR320 MB25(900 ～2500℃)
a = 800

a = 300
測定距離 a[mm]スポット径M[mm]測定距離 a[mm]

300
800
1000

1.622.631800
1300
2000

スポット径M[mm]4.213.727

アパーチャ径（レンズ開口径）D＝11mm※ 計測ソフトウェアInfraWinを使用して、任意の位置での測定スポット径の計算ができます。

温度の昇降確認用LED背面に設置されたLEDは測定対象物の温度上昇、下降を簡易的に表示します。
最大値を示す位置が緑色表示しますので、視野欠けする測定対象の場合に、位置の確認が容易にできます。

緑色のLEDは、測定の準備ができたことを示し青色LEDが下降してい 赤色のLEDが上昇してることを示します。
いることを示します。

基本接続例
PCのUSBポートへ
RS485-USB
変換器

ご注文について
温度範囲
ISR320/MB17(700～1700℃)
ISR320/MB17(700～1700℃)
ISR320/MB25(900～2500℃)
ISR320/MB25(900～2500℃)

焦点距離300
800
300
800

3903-500
3903-510
3903-520
3903-530

本体、検査合格証、取扱説明書を含みます。光学系（レンズ）は、注文の際にご指定下さい。
接続用ケーブルとRS485-USB変換器が別途必要です。これらを一式にまとめたケーブル付専用電源BOXを用意しております。
DC24V電源、指示計各種、ご要望に合わせて用意します。

アクセサリ⑨RS485 ⇔ USB変換ケーブ

接続ケーブル 2m（ストレートコネクタ付）
接続ケーブル 5m（ストレートコネクタ付）
接続ケーブル 2m（L型アングルコネクタ付）
接続ケーブル 5m（L型アングルコネクタ付）；3920-030；3920-040；3920-130；3920-140※接続ケーブルは5m単位で30mまで用意しています。

RS485 ⇔ USB変換ケーブル
LEDデジタル表示器 DA 6000
PIDプログラマブル制御器 PI 6000

；3826-720；3826-510⑨⑥取付金具スキャンニングアタッチメント SCA 300
スキャンニングアタッチメント用エアーパージ
エアーパージ90°ミラー（エアーパージ付）
NG 2D 電源NG DC 電源；3834-230；3843-460；3835-290；3835-180；3835-240；3852-550；3890-290①②③④⑤⑦⑧

計測ソフト:InfraWin

放射温度計専用電源BOX 5000-001+USB
・ケーブルは全て付属
・コネクタ接続のため、配線作業が容易
・レーザパイロットライトスイッチ付
・ケースは、アルミダイキャスト製で、耐久性抜群！
・PCのUSBポート接続用にRS-USB変換ケーブル付属以下の機能が使用できます。
■パラメータの設定（放射率、応答時間、最高値保持など）■温度スケーリング(最小目盛51℃)■バーグラフ温度表示■グラフトレンド（リアルタイム表示）■データロギング（グラフ表示）■データリスト(Excelへの転記可)■本体内部温度表示■測定距離／面積計算のヘルプ機能
RS485-USB変換ケーブル

最新版は、メーカーのWebサイトからダウンロードできます。

本社〒569-0835 大阪府高槻市三島江1丁目5番4号
Tel : 072-678-3453 Fax : 072-678-3516パイロメータ営業部〒221-0063 横浜市神奈川区立町6丁目1番 ANNI横浜EAST4Ｆ
Tel : 045-438-1191 Fax : 045-438-1192

東京支店
横浜営業所
名古屋支店
高砂営業所
岡山営業所
広島営業所
北九州営業所
大分営業所
長崎営業所
高槻工場
長崎工場

Tel : 03-3454-3691
Tel : 045-438-4566
Tel : 0562-57-2680
Tel : 079-444-1300
Tel : 086-448-5421
Tel : 082-568-5099
Tel : 093-671-5834
Tel : 097-558-3222
Tel : 095-871-0115
Tel : 072-678-1313
Tel : 095-871-0115

Fax : 03-5422-7815
Fax : 045-438-4568
Fax : 0562-57-2681
Fax : 079-444-1301
Fax : 086-444-9149
Fax : 082-568-5098
Fax : 093-662-3652
Fax : 097-552-3131
Fax : 095-871-1001
Fax : 072-679-2006
Fax : 095-871-1001