デジタル2色放射温度計

ISR6600 ～1400℃
700 ～1800℃
800 ～2500℃
1000～3000℃（0.9/1.05μm）

高速応答： 2msec
小スポット：φ0.7mm/210mm から2色測定により、視野欠けやパーティクルの多い環境での測定が可能
4桁LED表示付
可動焦点レンズを採用
高精度： 測定値の0.3％ + 2℃（＜1500℃ ）ワイドレンジ：
最小50℃幅のスケーリング機能で従来機種との置き換えが簡単に
位置確認：以下の3方式から選択下さい。
・レーザーパイロットライト
・直視ファインダー・ビデオ出力タイプで遠隔監視
窓材の汚れの監視機能
単色モードへの切替可能
別置き変換器なしでDC4～20mA出力
RS485インターフェースにより、PCやPLCとの長距離通信が可能

リアパネル例（レーザーパイロットライト）

最高値保持回路内蔵：移動物体の測定にφ50×127.5mmのコンパクト設計、本体材質はSUSを採用
標準添付の専用計測ソフトでデータの記録とパラメータ設定
アプリケーション
低放射率物体の温度測定
窓ガラス越の真空炉内温度測定
高速移動物体の温度測定
溶融金属表面温度測定
微小物体の温度測定

直視ファインダー・金属加工・半導体生産工程
・硝子金型・セラミック・溶解金属・鍛造
ビデオモニター画面例（PC画面に出力可）

レーザーパイロットライト

ビデオモニター

仕様
ISR6 Advanced

項目
温度範囲:

MB 14:
600 ～1400℃
MB 18:
700 ～1800℃
MB 25:
800 ～2500℃
MB 30:
1000～3000℃
スケーリング:
温度範囲内にて、任意設定可能、最小スケーリングレンジ 50℃
検出波長:0.9μｍ /1.05μｍ
検出器:
Si フォトダイオード
精度(不確かさ）:測定値の±0.3% + 2℃
＜1500℃（K=1、ｔ90=1ｓ、Tamb=25℃） 測定値の±0.6%＞1500℃
分解能:
0.1℃
再現性:
測定値の±0.2% ＋ 2℃
（K=1、ｔ90=1ｓ、Tamb=25℃）
応答時間 t90:
2 ms（ただし、信号レベル下限付近では、応答時間を自動延長）
設定： 0.01s, 0.05s, 0.25s, 1s, 3s, 10ｓ
比率補正 K（＝ε1／ε2）:0.800～1.200 0.001単位（2色モード）
放射率補正 ε:0.050～1.000 0.01単位（単色モード）
透過率補正 τ:0.050～1.000 0.01単位（単色モード）
レンズ焦点：
可動焦点方式 （測定距離と面積の項を参照下さい。）
焦点距離:210mm ～ 5000mm
スイッチオフリミット ：2％～50％
出力信号:
DC4 ～ 20mA/DC0 ～ 20mA リニア出力（選択可）、負荷抵抗500Ω以下
出力モード:
単色モード/2色モード 切替
窓透過率監視:設定：0 (off)～99％
リレー接点容量：0.4A
位置確認:
レーザパイロットライト(*1)、直視ファインダーから選択
通信機能:
RS485(アドレス指定可)、半2重、ボーレート1200 ～ 115. 2k
本体LED表示:
4桁LED（字高 5mm）；単色/2色，測定温度，焦点距離パラメータ（*2）

計測ソフトウェア：

通信経由での設定
比率補正 K
放射率補正 ε透過率補正 τ応答時間 t90
測定モード（単色/2色）
0～20mA/4～20mA切替
スケーリング
最大値保持時間 tCL、
スイッチオフリミット°C / °F
アドレス
ボ-レート
InfraWin 添付 （Windows PC上で動作）

ハウジング：
取り付け方向：
供給電源:
消費電力:
絶縁対策:
保護等級:
周囲温度:
保管温度:
重量:
外形寸法：
CEマーク:

ステンレス製
全方向
DC24V ±25% リップルは50mV未満
max. 3W （レーザーパイロットライトを含む）
電源回路・インターフェース・アナログ出力信号は互いに絶縁
IP65 （IEC 60529）
0 ～ 65℃-20 ～ 80℃
約600g
φ49.5×127.5～186.0mm
電磁イミュニティに関するEU指令に適合(*1) レーザパイロットライト：レーザクラス2、最大出力＜1ｍW,(*2) パラメータは通信経由（RS485，半二重）で設定します。
ISR6-TV

630～680nm）

ビデオモジュール仕様

ビデオ信号：画素数：
露出:
視野:
日/時:
画面内パラメータ表示:

FBAS 信号 1Vpp 75Ω、PAL(B) 50Hz CCIR656
768ｘ520 画素 カラー
自動、手動 （設定は、InfraWinソフトウェア経由）
約5.8％ｘ4.2％ 測定距離に対してリアルタイムクロック内蔵、14日間連続記録可能
測定温度、円形マーカー、機器番号または任意テキスト（最大12文字）、時間及び日付切替表示： 本体内部温度/測定距離/製造番号/強度信号 のいずれかを選択して表示

測定距離と面積本器の光学系は、可動焦点方式を採用しています。焦点距離とスポット径の関係は以下の通りです。
焦点距離a(mm)
210mm
300mm
500mm
800mm
1300mm
2000mm
5000mm

MB14
φ2.1
φ3.0
φ5.0
φ8
φ13φ20φ50

スポット径
MB18
φ1.1
φ1.5
φ2.6
φ4φ6.7
φ10.4
φ26M［mm］
MB25
φ0.7
φ0.8
φ1.4
φ2. 2
φ3.6
φ5. 5φ14MB30
φ0.7
φ0.8
φ1.4
φ2. 2
φ3.6
φ5. 5
φ14

アパーチャー径D[mm]13｜｜｜｜↓15

移動できます。

外形図
レーザーパイロットライト型

直視ファインダー型

ビデオモニター型

単位：mm

基本接続例
PCのUSBポートへ
RS4 8 5- USB
変換器

ご注文についてType

温度範囲

ISR 6 Advanced

600 ～ 1400℃（MB14）700 ～ 1800℃（MB18）800 ～ 2500℃（MB25）
1000～ 3000℃（MB30）

レーザーパイロットライト型

3904-010
3904-070
3904-140
3904-210

直視ファインダー型

3904-020
3904-080
3904-150
3904-220

ビデオモニター型

3904-030
3904-090
3904-160
3904-230

本体、検査合格証、InfraWin計測ソフト、取扱説明書（和文）を含みます。
接続用ケーブルは含みません。電源、表示器等を含めたお見積もり、ご注文、承ります。

アクセサリ
取付金具・パージ管・保護管・フランジ・冷却ジャケット・スキャナ

3834-210
L字型取付金具

3835-160
エアパージユニット

3820-330
ストレート型コネクタ付接続ケーブル 5ｍ（他に、10ｍ/15ｍ/20ｍ/25ｍ/30m）
3820-340
L字型コネクタ付接続ケーブル 5ｍ（他に、10ｍ/15ｍ/20ｍ/25ｍ/30m）

3846-590
真空炉用、KF16
石英窓付

3837-230
パージ付冷却ジャケット

3843-430
スキャナ SCA53826-720
RS485-USB変換ケーブル

3826-730
ビデオ/USB変換器＊ビデオ出力をUSB経由でPC画面に出力します。

計測ソフト:InfraWinV5

放射温度計専用電源BOX 5000-001+ USB
・ケーブルは全て付属
・コネクタ接続のため、配線作業が容易
・レーザパイロットライトスイッチ付
・ケースは、アルミダイキャスト製で、耐久性抜群！
・PCのUSBポート接続用にRS485-USB変換ケーブルを付属

標準添付、以下の機能が使用できます。
■パラメータの設定（放射率、応答時間、最高値保持など）■温度スケーリング(最小目盛50℃)■温度表示■グラフトレンド■データロギング■データリスト(Excelへの転記可)■本体内部温度表示■測定距離／面積計算のヘルプ機能

RS485-USB変換ケーブル

最新版は、弊社HPからダウンロードできます。

本社 本社〒569-0835
大阪府高槻市三島江1丁目5番4号〒569-0835
大阪府高槻市三島江1丁目5番4号
Tel : 072-678-3453
Fax : 072-678-3516
Tel : 072-678-3453
Fax : 072-678-3516
パイロメータ営業部
パイロメータ営業部〒221-0063
横浜市神奈川区立町6丁目1番〒221-0063
横浜市神奈川区立町6丁目1番
ANNI横浜EAST4Ｆ
ANNI横浜EAST4Ｆ
Tel : 045-438-1191
Fax : 045-438-1192
Tel : 045-438-1191 Fax : 045-438-1192

Tel: 03-3454-3691: 03-3454-3691 Fax
Fax: 03-5442-7815: 03-5422-7815
東京支店
Tel
東京支店
Tel: 045-438-4566: 045-438-4566 Fax
Fax: 045-438-4568: 045-438-4568
横浜営業所 Tel
横浜営業所
Tel: 0562-57-2680: 052-689-5611 Fax
Fax: 0562-57-2681: 052-601-5951
名古屋営業所 Tel
名古屋支店
Tel: 079-444-1300: 079-444-1300 Fax
Fax: 079-444-1301: 079-444-1301
高砂営業所 Tel
高砂営業所
Tel: 086-448-5421: 086-448-5421 Fax
Fax: 086-444-9149: 086-444-9149
岡山営業所 Tel
岡山営業所
Tel: 082-568-5099: 082-568-5099 Fax
Fax: 082-568-5098: 082-568-5098
広島営業所 Tel
広島営業所
Tel: 093-671-5834: 093-671-5834 Fax
Fax: 093-662-3652: 093-662-3652
北九州営業所 Tel
北九州営業所
Tel: 097-558-3222: 097-558-3222 Fax
Fax: 097-552-3131: 097-552-3131
大分営業所 Tel
大分営業所
Tel: 095-871-0115: 095-871-0115 Fax
Fax: 095-871-1001: 095-871-1001
長崎営業所 Tel
長崎営業所
Tel: 072-678-1313: 072-678-1313 Fax
Fax: 072-679-2006: 072-679-2006
高槻工場
Tel
高槻工場
Tel: 095-871-0115: 095-871-0115 Fax
Fax: 095-871-1001: 095-871-1001
長崎工場
Tel
長崎工場