ガラス表面測定用デジタル放射温度計

IN5/5+

IN5/5-H+（5.14μm）
100～1300℃
400～2500℃（5.14μm）
200～1300℃
400～2500℃

IN5/5-L+（5.14μm）
200～1300℃
400～2500℃

Digital pyrometers with fast response and small spot size of glass surface
with a spectral response of 5.14μm from 100 to 2500℃

高速応答： 10msec （IN5/5-H+）
小スポット：φ1.1/105mm （IN5/5-L+）
高精度： 測定値の0.6％
ワイドレンジ：
最小50℃幅のスケーリング機能で従来機種

位置確認：
レーザーパイロットライトにより容易に位置確認
デジタル回路で高い精度と安定性
自由な温度範囲のスケーリング
別置変換器不要でDC4～20mA出力
RS232 又は RS485通信機能
最高値保持回路内蔵：移動物体の測定に
φ50×115mmのコンパクト設計

標準添付の専用計測ソフトでデータの記録とパラメータ設定
アプリケーション
板硝子、石英ガラス等の表面本体でパラメータを設定する場合(OFFLINE設定）は、右の写真の通りです。

Emi:放射率補正
4/0mA：
アナログ出力切替
t90:応答時間

ONL/OFL：ONLINE/OFFLINE切替

仕様
項目
温度範囲:

IN5/5+

IN5/5-H+

スケーリング:
検出波長:
検出器:
レンズ：
精度(不確定性）: (ε＝1、ｔ90＝1ｓ、Tu=23℃)
・周囲温度15～30℃の場合←
100～1300℃
測定値の0.6％又は2℃
1300～1800℃←
測定値の0.8％
1800～2500℃←
測定値の1.0％・周囲温度0～15℃/30～63℃の場合←
100～1300℃
測定値の1.0％又は3℃
1300～1800℃←
測定値の1.2％
1800～2500℃←
測定値の1.4％
ウォームアップ時間
15分以上
15分以上
分解能:
0.1℃
←
再現性:
測定値の0.3%又は0.6℃のいずれか大きい値
応答時間t90=最小値
80msec10msec本体
0.5ｓ,1ｓ、2ｓ、5ｓ
通信ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ経由
0.5ｓ,1ｓ、2ｓ、5ｓ、10ｓ、30ｓ
放射率補正 e:0.20～1.00（0.01ｽﾃｯﾌﾟで変更可）
光学系：
固定焦点：Optics100、300、1200から選択
位置確認:

IN5/5-L+

100～1300℃
MB13 200～1300℃
MB13 200～1300℃
400～2500℃
MB25 400～2500℃
MB25 400～2500℃
温度範囲内にて、任意設定可能、最小スケーリングレンジ 51℃
5.14μｍ
サーモパイル
ZnS

MB13
MB25

測定値の0.8％又は3℃
測定値の1.0％
測定値の1.2％
測定値の1.0％又は4℃
測定値の1.0％
測定値の1.3％
30分以上←
80msecOptics105、370
800から選択

レーザパイロットライト IEC608251-3-4（ IEC608251-3-4 ：レーザクラス2、最大出力＜1ｍW, 650nm）

DC4 ～ 20mA/DC0 ～ 20mA リニヤ出力（選択可）、負荷抵抗500Ω以下 （DC24V時）
出力信号:
通信機能:
RS232C又はRS485 (アドレス指定可)、半2重、ボーレート2400 ～ 19200
最小検出温度（σ＝１） T=23℃,ε＝1
t90=min
0.2℃
0.5℃(T=500℃)
1.5℃(T=300℃)
t90=min
0.3℃(T=1100℃)
0.6℃(T=500℃)
t90=1s0.05℃-パラメータ:
放射率補正εスケーリング
応答時間：t90
0 ... 20ｍA/4 ... 20ｍA
ONLINE/OFFLINE
最大値保持解除: ｔCL

本器（OFFLINE)
○－○
○
○
－

通信経由での設定 （ONLINE)
○
○
○
○
－
○
以下の要因で解除・インターバル時間設定による解除（off, 0.1s, 0.25s, 0.5ｓ, 1s, 5s, 25s）
・外部同期信号解除または通信経由による解除
・自動解除（次の測定対象物が来た時）

その他
計測ソフトウェア:－InfraWin 添付

ハウジング：
取り付け方向：
供給電源:
消費電力:
絶縁対策:
保護等級:
周囲温度:

ステンレス製
全方向
DC18～30V, 電圧リップル ＜0.5V
max. 70ｍA
電源回路・インターフェース・アナログ出力信号は互いに絶縁、本体とも絶縁
IP65 (DIN 40 050)
0 ～ 63℃ 但し、結露しないこと
放射温度計内部温度が50℃以上でレーザパイロットライト停止-20 ～ +70℃
410g
φ49.5×114.5mm、本体材質はSUS
電磁イミュニティに関するEU指令に適合

保管温度:
重量:
外形寸法：
CEマーク:°C / °F、アドレス、ボ-レート、ウェイト時間 ｔｗ（Windows PC上で動作）測定距離と面積
本器は、固定焦点を採用しています。固定焦点用のスポットサイズは、測定距離で決まります。
本温度計の光学系は、以下の図の通り、3種類あります。

IN5/5+
IN5/5-H+

IN5/5-L+

外形図
レーザパイロットボタン

ご注文についてIN5/5+

IN5/5-H+

IN5/5-L+

MB13
RS232
レーザパイロット付

Optics100
Optics300
Optics1200

3869-460
3869-480
3869-500

Optics100
Optics300
Optics1200

3871-260
3871-280
3871-300

Optics105
Optics370
Optics800

3871-660
3871-680
3871-700

MB25
RS232
レーザパイロット付

Optics100
Optics300
Optics1200

3869-520
3869-540
3869-560

Optics100
Optics300
Optics1200

3871-320
3871-340
3871-360

Optics105
Optics370
Optics800

3871-720
3871-740
3871-760

本体、検査合格証、InfraWin計測ソフト、ユーザマニュアルを含みます。 RS485仕様もあります。
接続用ケーブルは含みません。機器との接続には、ケーブル付専用電源BOXを用意しております。

アクセサリ
取付金具・パージ管・保護管・フランジ・冷却ジャケット・スキャナ

3834-210
L字型取付金具

3835-160
エアパージユニット

5000-1013
パージ付冷却ジャケット
周囲温度：250℃＊保護窓付もあります。

3820-330

3846-620
真空炉用
CaF2窓付

3846-120
フランジ付セラミック保護管

5000-2001
3843-250
JISフランジ（ご指定）ロータリーミラー・エアーパージ付＊冷却ジャケット（周囲温度：170℃）付もあります。

ストレート型コネクタ付接続ケーブル
DC24V電源
デジタル指示計 各種

放射温度計専用電源BOX 5000-001
・ケーブルは全て付属
・コネクタ接続のため、配線作業が容易
・レーザパイロットライトスイッチ付
・ケースは、アルミダイキャスト製で、耐久性抜群！

本社〒569-0835 大阪府高槻市三島江1丁目5番4号
Tel : 072-678-3453 Fax : 072-678-3516
パイロメータ営業部〒221-0063 横浜市神奈川区立町6丁目1番
ANNI横浜EAST4Ｆ
Tel : 045-438-1191 Fax : 045-438-11925ｍ（ROT53846-100
パージ保護管3843-500
スキャナ SCA5CaF2窓付

他に、10ｍ/15ｍ/20ｍ/25ｍ/30m)

計測ソフト:InfraWin
標準添付、以下の機能が使用できます。
■パラメータの設定（放射率、応答時間、最高値保持など）■温度スケーリング(最小目盛51℃)■温度表示■グラフトレンド■データロギング■データリスト(Excelへの転記可)■本体内部温度表示■温度換算・測定距離／面積計算
・放射率補正計算のヘルプ機能

東京支店
横浜営業所
名古屋支店
高砂営業所
岡山営業所
広島営業所
北九州営業所
大分営業所
長崎営業所
高槻工場
長崎工場

Tel : 03-3454-3691
Tel : 045-438-4566
Tel : 0562-57-2680
Tel : 079-444-1300
Tel : 086-448-5421
Tel : 082-568-5099
Tel : 093-671-5834
Tel : 097-558-3222
Tel : 095-871-0115
Tel : 072-678-1313
Tel : 095-871-0115

Fax : 03-5422-7815
Fax : 045-438-4568
Fax : 0562-57-2681
Fax : 079-444-1301
Fax : 086-444-9149
Fax : 082-568-5098
Fax : 093-662-3652
Fax : 097-552-3131
Fax : 095-871-1001
Fax : 072-679-2006
Fax : 095-871-1001