磁気応用機器・測定器のパイオニア

磁粉探傷装置、浸透探傷装置、超音波探傷装置など、非破壊検査装置の専門メーカー！

着磁装置
着磁ヨーク
着磁コイル

磁粉探傷装置 MPI EQUIPMENT
磁気測定器

磁粉探傷装置
磁気関連機器

脱磁装置

超音波厚さ計■ 磁化電源装置
3相電源
単相電源
パルス型
周波数変調型■ 磁粉探傷装置
3相全波整流水平型
単相半波水平型
Fタイプ・Sタイプ
複合磁化型（デューべック）
ハンドマグナ（携帯型極間式磁粉探傷器）■ 磁粉探傷関連品
ブラックライト
紫外線強度計蛍光磁粉･分散剤
テスラメータ
磁粉濃度計
消耗品 その他■ 脱磁装置・脱磁器
距離減衰式
単相全波整流型
インバータ式■ その他の非破壊検査
浸透探傷検査超音波探傷検査■ 超音波厚さ計

磁粉探傷装置等、非破壊検査装置
磁粉探傷検査は、キズ部分から発生する「漏洩磁束」現象を利用しています。試験体を磁化させることで、表面に散布した強磁性体の磁粉（または蛍光磁粉）がキズ部分に吸着。これを観察することでキズの検出が可能になります。
「簡単」「確実」「安価」という３つのメリットを持つ磁粉探傷関連製品ライン
日本電磁測器株式会社（NDK）では、ナップをご用意して「安全と、品質管理における安心」をご提供いたします。
磁粉探傷検査の流れ

1

前処理（洗浄など）

2

試験体の磁化
N

3

漏洩磁束

N

S

キズの部分に磁極が発生！

試験体

磁粉探傷各製品ラインナップ

磁粉探傷関連装置

推奨装置
自動画像処理検査装置

キズが見えるN

漏洩磁束部に蛍光磁粉が付着

コントローラS

ブラックライト（紫外線）を照射

磁粉探傷装置P5

3相全波整流水平型

磁化から探傷、脱磁まで対応した多機能タイプの３相全波整流方式

GD10シリーズ

新技術

観察（探傷）

S

磁粉探傷装置と磁化電源をインテリジェンスに制御！

ITV式

非逓倍励磁による非接触式
磁粉探傷装置（周波数変調式）

GD-30
周波数を高くすることにより、表面キズの検出能力が高くなる

磁化電源装置

P6 〜 P7単相電源

パルス型

3相電源

必要十分の機能を搭載した
堅牢かつリーズナブルな実用モデル

表面欠陥をくまなく探傷
業界標準のローコストモデル

３相全波整流方式に対応した、あらゆる規格に適合のスタンダード機

小型

周波数変調型現場に持ち運べる携帯性と取り回しの良さを持つGD10搭載機

不感帯なく全方向のキズを同時検出する
非逓倍磁化方式

磁粉探傷関連品
LEDブラックライトシリーズ
・ポータブル型
・据え置き型

P11 〜 P13蛍光磁粉・リング型
・紫外線強度計（各種フィルタ）
（ランプ）

ゾルタイプ

テスラメータ・磁束密度計

FM-700Z

・TGX-1000

磁粉液
チェッカー

沈澱計

標準JIS A型
試験片

電流貫通バー

FMシリーズ

・携帯型

2N

S

蛍光磁粉を付着させる

P44

磁粉の適用

磁粉分散剤
FMB
FMBP

・GV-400

磁粉濃度計

補助磁化コイル

標準マグネット

プロット式電極
磁束貫通バー

電流磁束貫通バー
紫外線保護メガネ

銅アミ電極

ならNDKへ
簡単

特長

安価

確実

5

それぞれの非破壊検査の6キズを発見
蛍光磁粉がブラックライトに反応

検査方法

後処理

（脱磁・洗浄）

脱磁器や脱磁装置を使用

初期投資が比較的少なく、確実な非破壊検査を実施可能

欠陥箇所

メリット

デメリット

磁粉探傷検査（MT） 表面・表層

簡単・確実・安価

強磁性体のみ検査可能

浸透探傷検査（PT）

表面

簡単・確実・安価

開口キズのみ検査可能

超音波探傷検査（UT）

内部

キズの有無だけでなく、形状も把握

複雑な構造物は乱反射の影響を受ける

放射線検査（RT）

内部

精度が高い

装置が高価、X線の取り扱いが必要

渦電流探傷検査（ET）

表面

前処理、後処理が不要

非導電体は検査できない

トータルでご提案可能

P8 〜 P9単相半波水平型 Fタイプ・Sタイプ

堅牢かつリーズナブルなFタイプ
受入／抜取検査向きのSタイプ

複合磁化型（デューベック）
縦／横の傷を同時に検出する
高機能タイプのデューべック機

各種専用探傷装置（実例）
航空機部品用

P10

自動車
部品用

水平型

受入検査／抜取検査用

中型

小型

ハンドマグナ（携帯型極間式磁粉探傷器）

鉄道車軸・台車枠用

携帯性と高機能が自慢の現場で使える磁粉探傷装置

スマートマグナ

大型

脱磁装置・脱磁器

P14

小物から中型、大型、量産までサイズ・用途別の脱磁装置製品をラインナップ

距離減衰式脱磁器
貫通型・平面型

単相全波整流LF-20M

インバータ脱磁装置
LX-1200■ 浸透探傷検査

P14■ 超音波探傷検査

P15■ 超音波厚さ計P15■ サポートサービス

P16

定期検査・メンテナンス・教育ご利用いただける

鉄 鋼分野

鉄 道

自動車

航空・発電検査会社

3

NDK Technology Review

ITV式

推奨装置1

Inspection
Television

検査員に代わりキズの判定・分別を自動化

自動画像処理検査装置
ワークの表面探傷を自動化
探傷装置における従来の検査員による目視判断・判定基準に代わり、ワーク・条 件に合わせた画像処 理検 査 方法と独自開発画像処理ソフトウェアにより「品質信頼性」、「 生産効率」の向上を実現します。
■ 誤判定率（例） ※検収マスターワークでの条件となります

・OK品をNGと判定する率・NG品をOKと判定する率5％以下
0％■ サイクルタイム（例） ※検査箇所・対象ワークにより異なります

1.8秒/個（小物部品）
PT 300秒/個（カムシャフト）MT

赤いマーキング部分がキズ

推奨装置2

新技術

非逓倍励磁による非接触式磁粉探傷装置（周波数変調式）
特長
1. 全周方向に磁化されるため、不 感帯のない全方向の欠陥検出が可能

＜図１＞

＜図2＞

一般的な磁化方法による磁粉探傷結果

周波数を高くすることにより、表面キズの検出能力が高くなる

2. 負荷位相の変化に関係なく、安定した磁化が可能
3. 励磁磁場の周波数を高くすることにより、磁束がワークの表面に集中する傾向（表皮効果）がある
ことから、表面欠陥の検出能力を高められる

型式説明

＜図3＞

＜図4＞

一般的な磁化方法ではワークの特性により不感帯が生じることがある

非逓倍励磁により不感帯のない、全周方向に均一な検出が可能となる

NDKブランドの磁化電源装置には、「①製品のタイプ」「②定格電流値」「③整流方式」―の３つを表わす、型式があります。スペック表をご参照する際や、ご発注いただく際にご参照ください。

例：NQ-80M
NR-40A など
NA：交流磁化ND：直流磁化NQ：交直磁化・脱磁4NR：交流デューベック磁化
SC：パルス磁化
HF：周波数変調型

定格電流値

A：交流
C：クロスコイル
F ：単相半波整流・水平型
R：交流デューベック磁化

S：特別仕様M：３相全波整流・電源
T：３相全波整流・水平型

磁粉探傷装置用制御ユニット
磁粉探傷装置と磁化電源をインテリジェンスに制御！

GD10シリーズ

コントローラ特長「GD10シリーズ」は、高度かつ安定した制御を行うための組み込み型の制御ユニット（コントローラ）です。
電流フィードバック制御により、検査物の大きさや材質に影響されることなく、設定された電流をサイリスタ(SCR)制御により一定に通電することができます。
これにより、被検査物を高精度に磁化し、磁粉探傷装置の探傷精度を向上できます。
1. 電流制御により、検査物の大きさ、材質に影響されずに設定された電流を一定に通電する
2. 通電電流値をデジタル表示し、次回の通電まで表示値をホールドする機能を備える
３.「AC／DC通電」と、「 磁化／脱磁」のスイッチ操作をワンタッチで切り替え可能（GD10-1には非対応）
４. 通電異常や通電不良の異常動作を検出し、即座に通電停止させ、エラー出力する
５. 接触不良によるスパークの発生を抑える「ソフトスタート機能」を搭載
６. ユニット操作部は電源本体から離れたところに設置可能
７. GD10-1（磁化のみ）、GD10-2（磁化・脱磁）をラインナップ

SCR制御方式を採用
10チャンネル設定記憶機能を搭載 ※NSバランス機能を装備 ※※GD10-2のみ3相制御により信頼性を高めたシリーズ最新鋭にしてハイエンドタイプGD-30
特長「GD-30」はNDK製の磁化電源装置について、３相全波整流を行うための組み込み型の制御ユニット（コントローラ）です。
GD10シリーズの特長をそのままに、磁化、脱磁電流はDC電流（３相全波整流）、AC電流が選択可能です。
これにより、ASTM規格にも対応した検査が可能となります。

100チャンネル設定記憶機能を搭載
5磁 化電源装置
必要十分の機能を搭載した、堅牢かつリーズナブルな実用モデル

単相電源

GD10搭載！

特長
1. SCRによる単相半波整流方式。交直両用出力に対応
2. 「電流フィードバック制御機能」を内蔵
3. 直流脱磁は、デジタル式自動減衰制御方式、反転方式
脱磁時間は約20秒、完了時に瞬時に復帰可能
4. 磁化、脱磁条件、各10チャンネルメモリー機能内蔵
5. その他、「ソフトスタートによるスパーク防止機能」や「異常通電焼損防止機能」などを備える型

NQ-700S

式

NQ-400S

電源入力

175A

1φ200V75A

1φ200V

最大通電時一次電流

450A

1φ200V

100A1φ200V

出力電流

直流（波高値）

7000A

交流（波高値）

7000A

4000A
4000A

整流方式

SCRによる単相半波整流

電流調整方式

プリセット方式による0〜最大迄デジタル設定

通電時間

設定電流自動通電

10チャンネル設定メモリー付き

0.0〜9.9秒可変（責務サイクル有：0.5秒/5秒休止）

通電不良検出脱磁方式

通電不良自動検出

ブザー鳴報

ランプ表示

直流

最大より0迄自動減衰脱磁

約20秒

瞬時復帰

交流

最大より0迄自動減衰脱磁

約6秒

瞬時復帰

外形寸法，質量約600W×730D×1200H mm，約300kg

約450W×500D×695H mm，約150kg

200Sq 5m×2本

150Sq 3m×2本

負荷条件

現場に持ち運べる取り回しの良さを持つGD10搭載機

単相電源（小型）

GD10搭載！

特長
1. 移動検査に最適な機種
2. 豊富に揃った機種。状況に応じて最適の機種が選択できる
3. 磁化ケーブルの接続はワンタッチロック式を採用
4. 入力電源ケーブルの接続もコネクター式
5. オーバーヒート防止保護回路を内蔵型

75A

最大通電時一次電流
出力電流

6NQ-330Ⅱ式

電源入力

1φ200V

100A 1φ200V

直流（波高値）

3000A

交流（波高値）

3000A

整流方式

SCRによる単相半波整流

電流調整方式

プリセット方式による0〜最大迄デジタル設定

通電時間

0.0〜9.9秒可変（責務サイクル有：0.5秒/5秒休止）

脱磁方式（直流/交流）

直流／交流自動減衰脱磁内蔵

外形寸法、質量約400W×490D×350H mm、約80kg

負荷条件

100Sq 3m×2本

設定電流自動通電

10チャンネル設定メモリー付き

３相全波整流方式に対応した、あらゆる規格に適合のスタンダード機

3相電源

GD-30搭載！

特長
1. SCRによる3相全波整流方式を採用
2.「電流フィードバック制御機能」を内蔵
3. 直流脱磁は、デジタル式自動減衰制御方式、反転方式脱磁時間は約20秒、完了時に瞬時に復帰可能
4. 交流脱磁はデジタル式自動減衰制御方式を採用脱磁時間は約6秒、完了時に瞬時復帰可能
5. 磁化電源に必要な最新機能を全て搭載
6．その他、「ソフトスタートによるスパーク防止機能」「通電不良自動検出表示機能」「交直切換押釦操作機能」などを備える型

NQ-80M

式

NQ-50M

電源入力

250A

3φ200V175A

3φ200V

最大通電時一次電流

800A

3φ200V350A

3φ200V

出力電流

直流（平均値）

8000A

交流（実効値）

5000A

5000A
3000A

整流方式

SCRによる３相全波整流電流調整方式

プリセット方式による0〜最大迄デジタル設定

通電時間

設定電流自動通電

99チャンネル設定メモリー付き

0.0〜9.9秒可変（責務サイクル有：0.5秒/5秒休止）

通電不良検出脱磁方式

通電不良自動検出

ブザー鳴報

ランプ表示

直流

最大より0迄自動減衰脱磁

約20秒

瞬時復帰

交流

最大より0迄自動減衰脱磁

約6秒

瞬時復帰

外形寸法、質量約1100W×1100D×1200H mm、約1700kg

負荷条件

約1000W×1000D×1100H mm、約1200kg

200Sq 5m×2本

表面欠陥をくまなく探傷業界標準のローコストモデル

パルス型
特長型

1. 表面欠陥の残留法による検出に最適
2. パルス磁化を採用
3. コイル磁化専用
4. 国内で一番数多く普及している磁粉探傷用電源
5. 回路の簡略化によりローコスト化を実現
6. 比較的小型の磁石の着磁にも最適
７. 通電確認出力を追加可能（オプション）

SC-5X

式

電源入力

AC200V/220V
50/60Hz（共用） 15kVA程度

出力電流

直流 0〜5000A ※サイクルタイム

2秒以上（2000A時）

出力パルス幅50Hzの場合10ms以下
60Hzの場合8.3ms以下

入出力結線方法

つまみ付きM8ネジによる端子接続

外形寸法，質量約250W×380D×400H mm ，約18kg※負荷条件により出力電流が変わります

不感帯無く全方向のキズを同時検出する非逓倍磁化方式

周波数変調型特長
1. 非逓倍な複数交番磁化により、キズ検出の不感帯が解消。死角のない検出能力を実現
2. 高い周波数の交番磁化により、表面のキズ検出能力が表皮効果で大幅に向上
3. コイル磁化による非接触な磁化法においても、直接通電磁化法に匹敵するキズ検出能力を実現
型

HF-2003式

電源入力(瞬間最大)3φ200V 150A

出力磁化電流(波高値)2000A

出力周波数30Hz〜300Hz

周波数調整方式

30Hz〜300Hz迄

外形寸法、質量約1100W×700D×1500H mm、約700kg

負荷条件

150Sq 3m×2本（50Hz時）

10Hzステップにてデジタル設定

7磁 粉探傷装置（汎用機）
磁化から探傷、脱磁まで対応した多機能タイプの３相全波整流方式

3相全波整流水平型
特長
1. １台で全ての磁粉探傷試験を実施可能
磁化方式：円周磁化（電流貫通法）／直線磁化（コイル法／磁束貫通法）
探傷方式：残留法／連続法
電流種類：直流／交流
電流パターン：磁化／脱磁2. SCRによる３相全波整流方式
3. JIS／ASTM規格に適合
4. その他、「ソフトスタートによるスパーク防止機能」「通電不良自動検出表示機能」「交直切替押釦操作機能」などを備える式

NQ-80T

直流（平均値）

8000A

交流（実効値）

5000A

型
出力電流

NQ-50T
5000A
3000A
SCRによる３相全波整流整流方式
0〜最大迄デジタル設定

電流調整方式
脱磁方式

設定電流自動通電

直流

最大〜0迄90段階自動減衰脱磁

交流最大〜0迄無接点

約20秒

無段階減衰脱磁

オールプリセット方式

操作方法

100チャンネル設定メモリー付き
瞬時復帰

約6秒

瞬時復帰

コイルーヘッド切換押釦操作

磁化コイル内径

500φ

300φ

接触頭最大開き3660mm

1250mm

一次電流（最大通電時）

800A

3φ200V入力

350A

3φ200V入力

堅牢かつリーズナブルなFタイプ、受入／抜取検査向きのSタイプ

単相半波水平型 Fタイプ・Sタイプ
特長■ Fタイプ
1. 堅牢安価、操作簡便
2. SCRによる単相半波整流方式
3. 各仕様任意選定可能
被検査物圧締･･･ハンドクランプ・エアーシリンダークランプ
磁粉液槽････････鋼板仕上・ステンレス仕上検査グリル･･････ステンレス製・木製■ Sタイプ
1. 受入検査や抜取検査、研究開発に最適な簡易型
2. 電源分離型（末尾S）と電源一体型（末尾SⅡ）を選定可能
3. 分離型磁化電源はプロット磁化端子を備え、切離して使用可能
4. 暗室部はパイプ組立による分解式のため、狭い部屋にも搬入設置が容易
5. 磁粉液槽は0.25kW自吸水型ポンプにより常時混合攪拌型
出力電流

NQ-40F式

4000A

交流（波高値）

整流方式

SCRによる単相半波整流電流調整方式
脱磁方式

0〜最大迄デジタル設定

設定電流自動通電

10チャンネル設定メモリー付き

直流

最大〜0迄自動減衰脱磁

約20秒

瞬時復帰

交流

最大より0迄自動減衰脱磁

約6秒

瞬時復帰

磁化コイル

φ300mm コイル附属

補助コイル（オプション）

磁粉液槽容量約30ℓ

約30ℓ

磁化電極寸法150×150 mm

約100×100 mm

接触頭最大開き約1050mm

負荷条件

8NQ-404S.SⅡ
4000A

直流（波高値）

φ25 L460mm

約500mm
銅バー圧締時Sタイプタテ／ヨコのキズを同時に検出する高機能タイプのデューべック機

複合磁化型（デューベック）
特長
1. 交流‑交流によるデューベック磁化法を採用。一度の磁化でタテ／ヨコ両方向の検出可能
2. コイル‑コイル、コイル‑軸通電など組み合わせが自在型

式

NR-40A

NR-30A

NR-20A交流（ヘッド）

4000A

3000A

2000A

交流（コイル）

2000A

1500A

1000A

出力電流
整流方式

SCRによる単相半波整流0〜最大迄無段階調整 設定電流自動通電 10チャンネル設定メモリー付き電流調整方式

携帯性と高機能が自慢の現場で使える磁粉探傷装置

ハンドマグナ（携帯型極間式磁粉探傷器）<スタンダートタイプ>

特長
1. 小型、軽量かつ高機能
2. 定格電流従来比50〜70％減
3. 熱くなりにくく、リフティングパワーは従来どおり4.5kg（10ポンド以上）
4. 入力電源80V以下で消灯（業界初）

NC-F型<100V仕様>型

式<220V仕様>
NC-1FNC-1Y

入力電源

NC-2F

NC-2Y

単相交流 100V±10％

NC-3Y

NC-3F

50Hz

50/60Hz

NC-3Y

消費電流（A） 50Hz
（閉磁路時） 60Hz

2.25

3.04

2.10

3.40

2.45

2.80

−

1.95

2.56

1.50

2.05

0.95

−

1.24

全磁束（mWb） 50Hz
（閉磁路時） 60Hz

0.73

0.58

0.60

0.48

0.35

0.31

−

0.72

0.57

0.60

0.47

0.35

−

0.34

通電時間

型

60Hz

NC-1Y式

入力電源（POWER）AC（V）

5秒通電、2秒休止

NC-2Y

220

消費電流（A） 50Hz
（閉磁路時） 60Hz

1.60

1.40

1.30

1.10

全磁束（mWb）50Hz（閉磁路時） 60Hz

0.59

0.46

0.48

0.38

リフティングパワー

4.5kg（10ポンド）以上

鉄心断面積寸法（mm）

25×25

20×2015×15

鉄心断面積寸法（mm）

25×2520×20

鉄心中心間寸法（mm）

165

130125

鉄心中心間寸法（mm）

165

130

本体質量（kg）

3.4

2.21.3

本体質量（kg）

3.42.2

磁極部構造

ユニバーサルヨーク

ユニバーサルヨーク

なし

1対なし

電 源ケーブル長さ
対象リングブラックライト（別売り）

1対なし

1対3m
NU-61(P)3m（ビニルキャプタイヤケーブル）

電 源ケーブル長さ（m）

NU-62(P)無し※リングブラックライトは使用不可

スマートマグナ<NC-21シリーズ>
特長式※上記特長は維持したまま、さらにパワーアップ

NC-21F-1

入力電源（POWER）AC（V）

100200220

100200220

1. 従来品よりさらに軽量化

定格電流（A）（閉磁路時）

50Hz

2.10.81.6

2.5

1.12.360Hz

1.70.70.81.80.80.9

全磁束（mWb）（閉磁路時）

50Hz

0.600.590.64

0.49

0.440.4960Hz

0.50

0.480.53

0.41

0.39

0.41

起磁力（A・T）（アンペアターン）

50Hz

1250

1650

2000

1500

2300

2800

60Hz

1000

1000

1000

1050

1100

1200型

2. 表面欠陥の検出に特化
3. 凹凸部やコーナー、局面部、隅肉などの探傷はユニバーサルヨークタイプを利用

NC-21F-2

リフティングパワー

20×20

鉄心中心間寸法（mm）
磁極部構造

NC-21Y-1型

NC-21Y-2

4.5kg（10ポンド）以上

鉄心断面積寸法（mm）
本体質量（kg）

NC-21Y-1

130
1.98

2.04
平面2.622.66

ユニバーサルヨーク

電源ケーブル長さ（m）

3m（3芯2種ゴムキャプタイヤケーブル）

標準付属品

アルミ製収納ケース、3P→2P変換アダプター

9各種専用探傷装置（実例）
航空機の最重要部品の堅実かつ安定した動作を実現

航空機部品用エンジンから足回りのチェックまでクルマの重要保守部品の探傷に

自動車部品用クランク用磁粉探傷装置、その他特長

特長

エンジンシャフトやパイロン、タービンブレードなど航空機クランクシャフトやナックル、リングギアといった自動車のの重要保安部品の探傷を行う中型の磁粉探傷装置です。

重要保守部品の探傷を行います。

三相全波直流電流によるASTM規格への適用。

1. すべての磁粉探傷方法に対応可能

大・小さまざまな部品に最適な条件による検査が可能。

2. オフライン、オンライン、あらゆる種類の部品に合わせて、装置を設計・製作
3. 交流電流、直流電流による磁化・脱磁に対応製造工程から定期検査まで鉄道の重要保安部品の安全を守る

鉄道車軸・台車枠用
特長
車輪や車軸、台車枠専用の大型磁粉探傷装置です。経年変化や摩耗・摩擦、荷重などによって発生するキズを見つけ出します。
1. すべての磁粉探傷検査方法に対応
2. SCRによる3相全波整流方式の交直両用出力が可能
3. 交流電流、直流電流による脱磁に対応

非接触XYZコイル＋HF電源により検出能力のUP

HF
特長
非逓 倍励 磁 電 源（HF/周 波 数 変 調式）と非 接 触 X・Y・Zコイル方 式を使 用することにより、従 来は検出困難であった微 細な欠陥を非 検査物全面に対して検出能力が均一で不感帯がない欠陥検出が可能になります。

10磁粉探傷関連品
LEDブラックライトシリーズ
ポータブル型

BBシリーズ特長

据え付け型

MBシリーズ特長

1. ハンディタイプLED紫外線探照灯
2．紫外線放射強度8000μw/cm²以上
3. 瞬時スタート機能により、即フルパワー

ブラックライト

MIZ-500L

特長

1. 4個のLEDで構成され、安定した紫外線を照射
2．紫外線放射強度8000μw/cm²以上
3. 白色光照射機能

1. 紫外線放射強度5000μw/cm²以上（距離600㎜）
2．長寿命10,000時間
3. 即時点灯、安定器不要

4. 航空機対応タイプもあり

携帯型

リング型

Torch Light

NUシリーズ特長
1. 紫外線強度
90000μw/cm²（スポットライト）
2. コンパクトサイズで迅速な検査・到達困難な箇所に対応
3. バッテリー使用時間約３時間、充電時間約８時間

特長

紫外線強度計ML-300特長
1. 小型・軽量で持ち運びが容易

1. ハンドマグナに直接装着する
ブラックライト

2. デジタル表示でわかりやすい

2. 電磁誘導を電源として使うので、外部電源が不要

3. バックライトスイッチ付きで、暗所でも視認可能

3. 小型・軽量、省電力。UV-LEDのロングライフを保つ設計

11磁粉探傷関連品
蛍光磁粉 FMシリーズ
特長
蛍光磁粉は、ブラックライトで照射することにより鮮明な蛍光を発し、欠陥を見やすくします。水、または油に使用可。

測量不要の新磁粉型

式用

途

溶液

単位

FM-100鋳鍛造部品・機械加工品検査用

水分散専用

1㎏缶

FM-100C

鋳鍛造部品・機械加工品検査用

水分散専用

500g瓶

FM-100P

鋳鍛造部品・機械加工品検査用

水分散専用

10個／袋

FM-500鋳鍛造部品・機械加工品検査用

水油分散1㎏缶

FM-600鉄鋼素材・自動探傷用

水油分散1㎏缶

FM-700

超精密検査・航空機部品、磨き鋼材検査用

水油分散1㎏缶※末尾"C"：水分散剤混合タイプ

磁粉分散剤 FMB、FMBP

ゾルタイプ FM-700Z

特長

特長

蛍 光磁粉の水分 散時に使 用し、磁粉の分散均一 性を 保つために使 用します。

簡易的・携 帯 性に優れる。ゾルタイプ(蛍光磁粉液)『 FM-700Z』は、面倒な
検 査 液 の 準 備 が 必 要 なく、即 使 用 可能。鋳鍛造品や溶接部検査など、屋内外での磁粉探傷試験に最適です(油分散のみ)。

型式

FMB-1
FMB-10FMBP-10形状液体

使用濃度
水量に対して2〜5%10倍濃縮液体
粉末

単位

水量に対して0.2〜0.5%

1ℓ缶

磁粉量に対して2倍1kg缶

磁粉液チェッカー型

4ℓ/18ℓ缶

式用FM- 700Z

途

鋳鍛造品・溶接部検査など
屋内外の磁粉探傷試験

蛍光色/蛍光濃度

内容量緑/130%

420ml

JIS Ａ-1型標準試験片特長『JIS-Z2320』に規定された試験片。被検査物の表面に貼りつけ、磁化 方 向 や キズの 検 出 方 向 な どの

特長

チェックに使用する。

S-2A

検査液の磁粉混合量や、劣化、純度などを調べ、良否を判定するテストバー。

JIS A-1型標準試験片
型

式

キズ深さ板

厚

キズ形状

30/5030μm

50μm

円形／直線形

15/5015μm

50μm

円形／直線形

7/507μm

50μm

円形／直線形※その他の型式もあり

12※サイズ 2cm×2cm

テスラメータ・磁束密度計

TGX-1000

GV-400特長

特長

磁 石の 着磁 量 や 鋼 材の 残留磁気を測定。
DC、AC（波高値/実効値）の 測 定 が で き 、微 少 磁 界
0.01mTからの測定を実現した。
ピークホールド機能やコンパレータ機能を内蔵。
外部通信あり。

約110gのハンディ型テスラメータ。バックライト付きカラー液晶を搭載し、屋外でも高い視認性を持つ。
0.01mT〜1.999Tのワイドレンジ計測ができ、ピークホールド機能を装備する。
交流磁場の測定も可能。

沈澱計

磁粉濃度計

特長

特長

使用中の検査液を沈澱計

コイルインピーダンスから鉄粉の量だけに入れ、30分間静置したを読み取り、デジタル表示。1回の測定時時の磁粉の沈澱量を検査できる。

MST-1

標準マグネット間も約10秒で行える。

MC-100補助磁化コイル

プロット式電極

連続用、パルス用

ST-1
ST-2

特長
簡易型のテスラメータ校 正 用として使 用します。水平プローブ用【ST-1】指 示 値：50〜150mと、垂直プローブ用【ST-2】
指示値：10〜80mTの2種類ある。

電流貫通バー特長

特長

被 検 査 物 をコイル 磁 化 する 場 合 に 磁 化ヘッド間、または磁化電源に接続して使用するコイル。

磁束貫通バー

磁化電源により発生された磁化電流を大型部品の一部分や、溶接部などに通電させる治具。用途ごとに各種用意する。

電流磁束貫通バー特長
電流磁束貫通磁化を行うための、銅と珪素鋼板を組み合わせたバー。
絶縁被膜処理を施す。

特長
電流貫通磁化を行うための銅バー。
絶縁被覆処理を施す。

複数方向キズ検出用に使用。

特長
磁束貫通磁化を行うための珪素鋼板バー。

ご要望に合わせたサイズを製作します。

銅アミ電極

紫外線保護メガネ特長

特長

銅アミパットで作られた電極。基準厚は5mm。用途により多種対応可能。

UVG-200

紫 外 線 から眼 球を 保 護するゴーグル。
被検査物をハイコントラストに見ることができ、観察時に役立つ。

13

脱磁装置・脱磁器
小物から中型、大型、量産までサイズ・用途別の脱磁装置製品をラインナップ

距離減衰式脱磁器

貫通型・
平面型

LO-100F、LO-200F、LO-300F、その他

貫通型

平面型LO-10、LO-20、LO-30

空芯コイル型の脱磁器。コイルに交 流 電 流を 流 すことにより交番磁界が発生。
帯磁した被脱磁物は、コイルを通過させると、磁区が振動され不揃いとなって脱磁されます。

鉄 芯にコイルを 巻 いた 鉄 芯 型
脱磁器。コイルにより発 生した磁束を鉄芯に集めると、鉄芯面から磁界が発生。プレート面に置 いた、小・中 型 サイズの 被 脱磁物がプレートから離れることにより脱磁できます。

■ 貫通型（空芯型）
型式

脱磁力

貫通型脱磁器の実装例
ベルトコンベア式。コンベアの材質は、被脱磁物の形状、重さなどによってゴムベルトやSUSネットなどが設定可能■ 平面型（有鉄芯型）
電源入力

外形寸法（mm）

重量（kg）

LO-100F AC約8000AT AC200V単相20A 395（W）×300（D）×345（H） 約38

電源入力

外形寸法（mm）

重量（kg）

LO-10（100V 仕様） AC2400AT型式

単相AC100V 6A

205（W）x205（D）x170（H）

約22LO-200F AC約8500AT AC200V単相30A 495（W）×300（D）×445（H） 約57

LO-10（200V 仕様） AC3200AT

単相AC200V 5A

205（W）x205（D）x170（H）

約22LO-300F AC約8000AT AC200V単相45A 595（W）×300（D）×545（H） 約80

LO-20

AC4200AT 単相AC200V 18A 400（W）x450（D）x307（H）

約45

LO-400F AC約7400AT AC200V単相60A 695（W）×300（D）×645（H） 約90

LO-30

AC8800AT 三相AC200V 16A 400（W）x450（D）x307（H）

約55

LO-500F AC約7200AT AC200V単相70A 795（W）×300（D）×745（H） 約105

LG-300AC約8000e 単相AC200V 30A 360（W）x570（D）x610（H） 約130※脱磁力はいずれも50Hz環境での値です。※冷却用ファン付き。※型式の数字は内径角を表します。

※脱磁力はいずれも50Hz環境での値です。

単相全波整流 LF-20M

脱磁力インバータ脱磁装置 LX-1200

直流反転減衰式の脱磁器。鋼材の残留磁気が強い場合や、断面積が大きい場合に最適です。

棒鋼鋼管などの長尺物向けのインバータ型脱磁器。距
離減衰式を採用し、オンラインにて連続的に脱磁できます（脱磁コイルはLX-1200専用品を使用）。

浸透探傷検査
浸透探傷検査の特長と種類検査の種類

浸透探傷検査は、材料の非破壊検査法の一種であり、PT（Penetrant Testingの略）と呼ばれています。
材料表面に開口したキズ（クラック）が検出できます。
吸水性の良いものやポーラス（多孔質）なもの以 外、ほぼ全ての材料に適 用できますが、検出できるのは「表面の開口しているキズ」のみです。

浸透探傷検査は、表の観察方法や余剰浸透液の除去方法、現像方法の組み合わせで１つの検査方法となります。
観察方法

染色浸透探傷検査と蛍光浸透探傷検査

余剰浸透液の除去方法

溶剤除去性浸透探傷検査・水洗性浸透探傷検査・後乳化性浸透探傷検査

現像方法

速乾式現像法・湿式現像法・乾式現像法・無現像法

例えば、「溶剤除去性・染色浸透探傷検査・速乾式現像法」となる

浸透探傷検査の自動化への取り組み

当社の浸 透 探傷検 査 のノウハウを様々な工程（作 業）に組み込
み、最 新の画像処理技 術を取り入れ、自動判定を行い 検 査 装置の自動化に成功いたしました。

ＮＤＫ製の自動蛍光浸透探傷検査機■ 自動蛍光浸透探傷検査機における作業の流れ
①前処理

②浸透処理

③洗浄処理

④現像処理

⑤観 察

⑥後処理

ブラックライト

CCD
カメラ

表面の洗浄／乾燥

14

浸透液の塗布／浸透浸透液の除去

現像剤の塗布キズの有無を自動判定

現像剤の除去

画像処理技術は、統計的な手法を用いて欠陥部の候補を抽出し、より確実な方法で二値化を行い、JISの規格に基づく欠陥検出を実現超音波探傷検査
超音波探傷検査（UT）とは超音波の発生は探触子といわれる物を使用します。
この 探 触子 の内部には超音 波の 発 生、受 信を行う振 動 子が 組

探触子

試験体振動子

キズみ込まれています。探 触子を試 験体に当て超音 波を発生すると音波は試験体の内部を伝搬し、キズが無い場合、超音波は底面で反射し（エコー）再び探触子に戻ってきます。
途中にキズがあると底 面より先にキズからのエコーが 探 触子に戻ってきます。
このエコーを探傷器に表示される図形で捉え、キズの有無や位置を評価します。

探傷図形1＜送信パルス＞

探触子より発信した送信パルス波形

超音波探傷装置
ラインナップ【超音波映像装置】

探傷図形2＜底面エコー＞＜キズエコー＞

底面で超音波が反射した波形

キズに超音波が当たり反射した波形。底面より先に戻ります【超音波探傷器】

超音波厚さ計
超音波厚さ計とは
人間の耳に聞こえる音の周波数範囲は、およそ20Hz〜20KHz位で、それより高い周波数の音波を「超音波」と呼んでいます。
一般の超音波探傷機器では1MHz〜20MHzの範囲で、標準的には5MHzが多く用いられています。
超音波測定検査機器は、これらの原理を応用して、超音波の往復する時間を距離に換算し、数値表示したものが超音波厚さ計です。

一般的なメリット

超音波厚さ計のしくみ■ 対象物の肉厚をカンタンに測定・検査できる・対象物：配管、パイプ、チューブ、タンクなど■ 片面から測定できる

超音波厚さ計では、探触子（トランスデューサー／プローブ）と呼ばれるセンサーを用い、物質の境界面で反射するという超音波の特性を利用して計測します。

・ノギスのように挟む必要が無く、片面が露出していれば計測可能

・金属、プラスチック、ガラス、ゴム

探触子

測定物

etc.

厚さ

■ 対象物の多彩な材質にも対応

接触媒質
（液体）

（D）

超音波音速（C）

伝播時間（t）

探触子から発信された超音波が測定物の反対面で反射して戻ってくる時間（t／伝播時間）と材質固有の音速（C／超音波が伝わる速度）により、厚さを算出します。
厚さ(D)＝1/2 音速(C) 伝播時間(ｔ)

15

サポート
サービス

製品の定期検査・メンテナンス・教育もおまかせ！

NDK製探傷装置をご使用いただいているお客様には、非破壊検査装置としての正常な状態を維持し続けるために定期点検とメンテナンスをおすすめしております。また、NDK製探傷装置を正しく使用し、探傷作業を安全かつ確実に行なっていただくため、オペレーション教習やメンテナンス方法、探傷理論等の講習も実施しております。
機材購入前、後でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

1

定期点検
基本性能が維持されているか、標準器・測定器等を使用して点検チェックを実施します。

2

電気的特性の測定

メンテナンス
疲労劣化、経年劣化等による破損等が発見された場合、その部品の交換および修理を実施します。

機械的動作確認（電流精度、タイマ精度、脱磁精度等）（電極圧締状態、コンベアやシリンダの動作等）※ご要望により機械的動作性能の確認（電極圧締状態、コンベアやシリンダの動作等）を実施します。

電極などの消耗部品の交換
電気ケーブル等の交換
可動部の摩耗箇所の修理※ご要望により磁化部・タンク部等の清掃を実施します。

3

測定器の校正測定器は、定期的な校正・調整をおすすめします。確度・精度を確認します。

4

講

習

探傷理論や探傷試験法、検査液管理法等の非破壊検査に関する講習を実施します。

測定器の使用環境や使用頻度、測定の重要度に合わせ、校正を実施（１年ごとの校正がおすすめです）

探傷理論

国家標準へのトレーサビリティ体系が確立・維持管理された標準器を用いて、校正を行います。

装置メンテナンス

探傷試験 方法

技術の標準はグローバルスタンダード
私たちは製品に関するノウハウや知識を営業・技術社員全員が共有し、お客様のご要望に確実にお応えできる体制で臨んでいます。
日本電磁測器は、世界に通用する技術で、社会に広く貢献することを

JQA-QMA13475
本社・工場目指しています。

安全にお使いいただくためにご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、表示された電源電圧で正しくお使いください。
JQA-EM6005
本社・工場

URL：https://www.j-ndk.co.jp
E-Mail：info@j-ndk.co.jp
本社（営業部）・本社工場〒190-0031 東京都立川市砂川町8-59-2

TEL：042-537-3511 FAX：042-535-7567
TEL：042-537-9321（営業直通）

関西営業所〒660-0071 兵庫県尼崎市崇徳院1丁目16

TEL：06-6416-8551 FAX：06-6416-8552

東海営業所〒446-0056 愛知県安城市三河安城町1-10-3 マックビル2F

TEL：0566-93-2020 FAX：0566-93-2021

NDK ASIA CO., LTD.（日本電磁測器タイランド株式会社）
TEL：+ 66-2742-8193

中国合弁企業

FAX：+ 66-2742-8382

上海瑞穂磁気有限公司／上海笠原電装有限公司※本カタログの仕様および外観等は、改良のため予告無しに変更する場合がございます。

2210C7-15