超小型多機能 OTDR OFL280

超小型多機能 OTDR OFL280

光ファイバ小型心線対照器 FID-30R / 31R

H 光測定器光ファイバ小型心線対照器

端面観察装置光ファイバ小型心線対照器 FID-30R / 31R

H-02

ハンディ OTDR シリーズ

端面観察装置 FOCIS

H-09

光源・パワーメータ

超小型多機能 OTDR OFL280

H-04

光ファイバ小型心線対照用光源 FLS-20T

H-10

超小型多機能 OTDR FLX380

H-06

小型可視光源 HiLite

H-10

超小型 OTDR CS260

H-07

光パワーメータ OPM4-2D

H-11

データセンタ OTDR M310 / M210

H-08

光ファイバ心線対照用光源 OLS1-Dual

H-11

光測定器

H

ご注文、価格のお問い合わせは、フジクラ担当営業・各支店、販売代理店へ

web : http://www.fujikura.co.jp
技術的なお問い合わせ先：精密機器事業部

3 03-5606-1636

技術部

H - 01

光測定器
光ファイバ小型心線対照器

New
FID-30R / 31R

光ファイバ小型心線対照器
心線対照ONU 検知光システムレベル測定

FID-30R
パワーメーター付き

光測定器

H

損失測定

■ 特長
■ ID 光の検出感度向上
従来機比 10 倍（標準モード）〜 40 倍（高感度モード）■ ONU 検知機能
NTT 東日本 /NTT 西日本の ONU 検知機能を搭載■ 新機構・新機能を搭載
・トリガロック機能
・オートパワーオフ
・ブザー音量調整
・液晶バックライト明るさ調整■ カラータッチパネル＆ LED 点灯で検知表示■ 耐衝撃性に優れた設計
高さ 76cm 落下試験

FID-31R

トリガロック機能

外部光検出表示光ファイバ測定時にトリガーを引き、ファイバを保持した状態で曲げ部をロックする事で安定した測定ができます。

外部光を検出した場合は光方向が両側点灯します。ヘッド部を手で覆っていただいて再測定を行って下さい。

カラータッチパネル＆ LED 点灯で検知表示
液晶画面は視認性の高いカラータッチパネル、バックライト付きで暗い作業場所でも測定結果が確認できます。また、検知信号は画面表示 & LED 表
示でお知らせします。
心線対照表示

対照光測定

通信光測定

ONU測定

パワーメータ表示

測定結果
受光パワー

光方向表示

対照光

通信光

ONU

本カタログ製品は、外国為替および外国貿易法の規程による規制貨物として非該当ですが、国外に持ち出す場合には同法に基づく手続きが必要になります。

H - 02

光測定器
■ 使用例
光伝送装置

クロージャ

ONU

通信光
（下り）

光ファイバケーブル

対照光

通信光
（ONU）
心線対照器

対照光源

■ 仕様
■ 光学的特性
光学特性
注：
（

受光感度
）内数値は高速／高感度モード
時の最低受光レベル

光入力波形

受光波長

270Hz ／ 1kHz ／ 2kHz 対照光

900 〜 1700nm

通信光（CW）
心線種別＋ 0.1 〜− 82dBm

Φ 0.25mm 単心線（R ＝ 30mm）
2 〜 12 心テープ心線
心線対照機能活線判別機能Φ 0.25mm 単心線（R ＝ 15mm）
挿入損失／最低受光レベル＊ 1
注：（ ）内数値は高速／高感度モード
時の最低受光レベルΦ 0.5mm 単心線（R ＝ 15mm）
Φ 1.1 ／Φ 1.5mm 光コード
Φ 1.7 ／Φ 2.0mm 光コード
Φ 3.0mm 光コード
光入力波形

270Hz、1kHz、2kHz 変調光
パワーメーター機能（FID-30R のみ）（損失光測定）受光特性

無変調光または変調周波数
100MHz 程度の通信光＊ 1：平均値。挿入損失／最低受光レベルは心線、ファイバの種類、色、被覆の状態によって異なります。

1310nm0.2dB ／− 56dBm（− 51 ／− 62dBm）
0.1dB ／− 42dBm（− 37 ／− 48dBm）
0.2dB ／− 58dBm（− 53 ／− 64dBm）
0.3dB ／− 42dBm（− 37 ／− 48dBm）
0.5dB ／− 20dBm（− 15 ／− 26dBm）
1.0dB ／− 20dBm（− 15 ／− 25dBm）

1550nm
1.0dB ／− 66dBm（− 61 ／− 72dBm）
0.3dB ／− 56dBm（− 51 ／− 62dBm）
1.0dB ／− 66dBm（− 61 ／− 72dBm）
1.0dB ／− 54dBm（− 49 ／− 60dBm）
2.0dB ／− 26dBm（− 21 ／− 32dBm）
3.0dB ／− 23dBm（− 18 ／− 28dBm）

1650nm
2.5dB ／− 66dBm（− 61 ／− 72dBm）
1.0dB ／− 56dBm（− 51 ／− 62dBm）
2.5dB ／− 66dBm（− 61 ／− 72dBm）
2.5dB ／− 54dBm（− 49 ／− 60dBm）
3.0dB ／− 26dBm（− 21 ／− 32dBm）
3.0dB ／− 23dBm（− 18 ／− 28dBm）

受光波長

光パワー測定範囲

測定誤差＊ 2
± 0.3dB 以内

1310nm
＋ 10.0 〜− 60dBm
1490nm1550nm1310nm1490nm
＋ 10.0 〜− 40dBm
1550nm＊ 2：− 20dBm、周囲温度 25 度の時

設定
高速設定
標準設定
高感度設定

検出感度設定光入力波形

ONU 検知範囲± 0.6dB 以内± 0.3dB 以内± 0.3dB 以内± 0.6dB 以内± 0.3dB 以内

計測時間− 85dBm ／約 2 秒程度− 90dBm ／約 3 秒程度− 96dBm ／約 20 秒程度
心線内パワー測定範囲

受光波長

G（E）− PON 上り通信光G（E）− PON 下り通信光
VCAST 下り通信光
B − PON 上り通信光
B − PON 下り通信光

測定範囲＋ 0.1 〜− 90dBm（− 85 ／− 96dBm）− 7.5 〜＋ 9.0dBm

900 〜 1700nm− 25.5 〜− 6.2dBm− 12.0 〜＋ 3.3dBm− 5.5 〜＋ 4.0dBm− 20.6 〜− 12.2dBm■ 環境条件 / その他■ 標準構成品
品名

型式

光ファイバ心線対照器

簡易操作ガイド
FID-30R ／ 31R 曲げ部
光コネクタヘッド
光コネクタアダプタ

SM ファイバコード
単三乾電池

備考

1台

−

1個
1部
1部
1個
1個
1個
1個
1本
2本

−

使用環境条件−−−

保存環境条件
バッテリ駆動時間
装置寸法及び質量

適用光ファイバSM 型光ファイバ単心（R30mm ／ R15mm）
2 〜 12 心 SM 光ファイバテープ心線
外径 1.1mm ／ 1.5mm ／ 1.7mm ／ 2.0mm ／ 3.0mm SM ファイバコード
温度：− 10℃〜 50℃ 湿度：95％以下（但し結露無きこと）
温度：− 20℃〜 60℃ 湿度：95％以下（但し結露無きこと）
約８時間 ( アルカリ単三乾電池 2 本使用、周囲温度 25 度）
寸法：50（W）× 115（H）× 212（D）mm（突起除く） 質量：約 230g（電池含む）

SC コネクタ用
SC ／ SC
FID-30R のみ
添付
SC ／ FC−−■ オプション品
品名
光コネクタヘッド（FID-30R のみ）

USB コード

型式

備考

OCH-02-FC
OCH-02-ST
OCH-02-LC
OCH-02-UC
USB-01

FC コネクタST コネクタLC コネクタSC ／ FC ／ ST コネクタなど［光心線対照器］［ソフトケース］［取扱説明書］［簡易操作ガイド］

FID-30R/31R

FID-CASE-02

IM-FID30R

QR-30R/31R-J［単三乾電池］BAT-UR6（2P）［光コネクタヘッド］［光コネクタアダプタ］

OCH-02-SC

FID-SSA-01 FID-SFA-01※ FID-30R のみ［SM ファイバコード］−※ FID-30R のみ

FID-SSC-03※ FID-30R のみ

本カタログ製品は、外国為替および外国貿易法の規程による規制貨物として非該当ですが、国外に持ち出す場合には同法に基づく手続きが必要になります。

H - 03

H

光測定器

ソフトケース
取扱説明書

FID-30R
FID-31R
FID-CASE-02
IM-FID30R
QR-30R/31R-J
PL-06
OCH-02-SC
FID-SSA-01
FID-SFA-01
FID-SSC-03
BAT-UR6（2P）

数量

光測定器
ハンディ OTDR シリーズ

ハンディOTDR シリーズ

■ ハンディタイプなボディに多様な機能を搭載した超小型多機能な OTDR です。
■ 測定波長、機能、ダイナミックレンジの違う様々な機種をラインナップしております。
■ その用途は、長距離光ファイバ線路測定、故障探索、PON 前後の OTDR 測定の他、パワーメータ機能、心線対照光源および可視光源などさまざまな場面での活躍が期待できる光測定器です。

超小型多機能 OTDR

OFL280

距離測定

損失測定

光ファイバ確認用可視光源
SM 波長

心線対照

■ OFL280 はハンディタイプなボディに多様な機能を搭載した超小型多機能な OTDR です。その用途は、長距離光ファイバ線路の測定、故障探査、PON 前後の OTDR 測定の他、パワーメータ機能、心線対
照光源および可視光源を標準装備し、さまざまな場面での活躍が期
待できる光測定器です。
■ 特長■ OTDR 測定波長により 2 機種をラインナップ▶ OFL280-100：1310/1550 nm
2 波長に対応▶ OFL280-103：1310/1550/1625 nm 3 波長に対応■ ダイナミックレンジ 30 〜 34 dB■ PON 前後の OTDR 測定にも対応■ 心線対照用光源搭載 波長：1310/1550 nm
変調周波数：CW/270/330/1k/2k Hz■ パワーメータ、可視光源を標準搭載■ 波形解析ソフト TRM を標準添付

OFL280■ 仕様■ 本体・OTDR 仕様
項目
適用光ファイバ
光源安全クラス
測定波長、波長公差
ダイナミックレンジ（SNR=1）
イベントデッドゾーン※１

仕様
シングルモードファイバ（ITU-T G652）
クラス I レーザ

1310 ± 20（nm）
34（dB）

アッテネーションデッドゾーン※ 2
パルス幅
測定レンジ
データポイント数 / ポイント間隔
群屈折率の設定範囲（IOR）
距離測定精度
波形ファイル
外部接続
表示ディスプレイ
可視光源

光測定器

H

装置寸法（ブーツ含む）、質量
電源

1550 ± 20（nm）
1625 ± 10（nm）
32（dB）30（dB）
0.8（m）
3.5（m）
5、10、30、100、300 ns、1、3、10 µs
250 m、500 m、1 km、1.5 km、3 km、6 km、15 km、30 km、60 km、120 km、240 km〜 30,000 ポイント / 5.0 cm（range ＜ 1.5 km）, Range / 30,000（range ＞ 1.5 km）
1.4000 〜 1.7000±（1 ＋ 0.005% ×距離＋データポイント間隔）
保存形式：Telcordia SR-4731、.SOR ファイル 保存容量：4GB 内蔵メモリ（1,000 データ以上）
USB1.1：PC 通信対応 TYPE B（mini）コネクタ× 1
LCD 320 × 240 カラー液晶
赤色レーザ：クラスⅡ、波長：650 ± 20nm、光出力：0.8mW（連続、点滅動作）
201 × 130 × 53 mm（H × W × D）、800 g
定格 AC100 〜 240V（50/60Hz） AC アダプタ、リチウムイオンバッテリ（持続時間 10 時間）※ 3
使用温度範囲：− 10 〜 50℃、保存温度範囲：− 20 〜 60℃

使用温度範囲、保存温度範囲※ 各仕様は周辺温度 25℃での特性※ 1 パルス幅：5ns、反射イベント：− 45dB の波形のピークから両側に 1.5 dB 下がった 2 点間の全幅※ 2 パルス幅：5ns、反射イベント：− 45dB の位置から後方散乱光レベルが定常値の± 0.5dB 以内になる位置までの距離※ 3 バッテリが新品状態の時

1.5 dB■ モデル別機能

OFL280 モデル別機能
高出力パワーメータ機能
赤色可視光源1310 nm OTDR、PON 測定、 光源（CW、WaveID、心線対照光）
1550 nm OTDR、PON 測定、 光源（CW、WaveID、心線対照光）
1625 nm OTDR、PON 測定

-100

-103

○
○
○
○
−

○
○
○
○
○

1625 nm 活線時 OTDR、PON 測定
1490 / 1550 nm PON パワーメータ（故障解析時）

−
−

○
○

※1，※2 の定義

event

0.5 dBattenuation

本カタログ製品は、外国為替および外国貿易法の規程による規制貨物として非該当ですが、国外に持ち出す場合には同法に基づく手続きが必要になります。

H - 04光測定器■ 標準構成品■ 心線対照用光源 仕様

項目

型式

数量

1310 ± 20（nm）/ 1550 ± 20（nm）
5nm 以下270 Hz、330 Hz、1K Hz、2k Hz、CW

OFL280 本体（バッテリ含む）
AC アダプタ、電源コード
USB コード
取扱説明・波形解析ソフト CD

AFL 製パワーメータと組合せで受光波長を自動検出− 1dBm ± 1.5dB、± 0.25dB

簡易取扱説明書
ワンクリッククリーナ SC-100、または -103
定格 AC100 〜 240V 0.3A
TYPE A-TYPE B（mini）
TRM
SC/FC コネクタ適用
-

1台
1組
1本
1枚
1部
1本
1個

項目

仕様
クラス I レーザ

光源安全クラス
測定波長、波長公差
スペクトル半値幅
変調周波数
WaveID 測定（1 〜 2 波長）
光出力レベル、光出力安定性

本体収納ソフトケース※ 各仕様は周囲温度 25 ℃の場合の特性■ オプション品■ パワーメータ仕様
項目

仕様

測定波長
光パワー測定範囲 / 誤差※ 41310 / 1490 / 1550 / 1625 / 1650 nm＋ 23 〜− 50 dBm / ± 0.25 dB 以内
0.01 dB
dB / dBm / W

表示分解能
測定単位

項目

型式

ファイバリング SM（150） FR1-SM-150-SC-SC
着脱式バッテリ
OFL280-BAT
OPM 用 SC コネクタアダプタ OFL280-OPM-SCA

備考

SM ファイバ 150 ｍ両端 SC コネクタ付き
予備用
パワーメータ専用 SC コネクタアダプタ※ 4 −10dBm、CW 光、測定波長 1310/1550nm、周辺温度 25 ℃の時■ PON パワーメータ仕様
項目

仕様

測定波長
アイソレーション
光パワー測定範囲 / 誤差※ 51490 / 1550 nm
＞ 40
（dB）
＋ 23 〜− 50 dBm / ± 0.5 dB 以内
表示分解能
0.01 dB
測定単位
dBm / W※ 5 −5dBm（測定波長 1550nm）、−10dBm（測定波長 1490nm）、周辺温度 25 ℃のとき

入出力コネクタ概要

標準構成品

オプション品

ワンクリッククリーナ SC

OFL280 OTDR

可視光源 出力（赤色）AC アダプタ

パワーメータ 入力
電源コード

OTDR 測定 出力（空き回線）
心線対照用光源 出力

OTDR 測定 出力（活線：103 のみ）
PON パワーメータ 入力（103 のみ）

USB コード

OFL280 本体

本体収納ソフトケース

取扱説明・波形解析ソフト CD
簡易取扱説明書

ファイバリング SM

光測定器

H

本カタログ製品は、外国為替および外国貿易法の規程による規制貨物として非該当ですが、国外に持ち出す場合には同法に基づく手続きが必要になります。

H - 05

光測定器

FLX380

距離測定

損失測定

■ 特長
■ OTDR 測定波長により 3 機種をラインナップ
・FLX380-300：1310/1550nm
2 波長に対応
・FLX380-303：1310/1550/1625nm 3 波長に対応
・FLX380-304：1310/1550/1650nm 3 波長に対応■ ダイナミックレンジ 38 〜 42dB
■ PON 前後の測定に最適■ 心線対照光源 波長：1310/1550nm、1625nm（-303 のみ）、1650nm（-304 のみ）■ パワーメータ・可視光源を搭載■ 波形解析ソフト TRM を標準添付

光ファイバ確認用可視光源
SM 波長

心線対照

1.5 dB※1，※2 の定義

0.5 dB

event
FLX380attenuation■ 仕様■ 本体・OTDR 仕様
項目
型式

仕様

FLX380-300

FLX380-303

FLX380-304

適用光ファイバ

シングルモードファイバ（ITU-T G652）

光源安全クラス

クラスⅠレーザ

1310 ± 20（nm）
1550 ± 20（nm）
測定波長、波長公差
1625 ± 10（nm）
1650 ± 10（nm）
ダイナミックレンジ（SNR=1）@1310nm
42（dB）
41（dB）
41（dB）
42（dB）
41（dB）
41（dB）
ダイナミックレンジ（SNR=1）@1550nm
38（dB）
ダイナミックレンジ（SNR=1）@1625nm
ダイナミックレンジ（SNR=1）@1650nm
38（dB）
0.8 m（イベント※１）
2.5m（アッテネーション※ 2）
デッドゾーン
5、10、30、100、300ns、1、3、10、20µs
パルス幅
測定レンジ
250m 〜 240km
データポイント数 / ポイント間隔〜 30,000 ポイント / 5.0cm（range ＜ 1.5km）、Range/30,000（range ＞ 1.5km）
群屈折率の設定（IOR）
1.4000 〜 1.7000
距離測定精度±（1 ＋ 0.003% × 距離＋データポイント間隔）※ 各仕様は周辺温度 25℃での特性
波形ファイル
保存形式：Telcordia SR-4731 .SOR ファイル、保存メディア：4GB 内蔵メモリ（1,000 データ以上）※ 1 パルス幅：5ns、反射イベント：− 45dB の波
外部接続
USB ケーブル、Bluetooth形のピークから両側に 1.5dB 下がった 2 点間表示ディスプレイ
LCD 320 × 240 カラー液晶の全幅
可視光源
赤色レーザ：クラスⅡ、波長：650 ± 20nm、光出力：0.8mW（連続、点滅動作）※ 2 パルス幅：5ns、反射イベント：− 45dB の位
201 × 130 × 53mm、800g
装置寸法（ブーツ含む）、質量
置から後方散乱光レベルが定常値の± 0.5dB※3電源
定格 AC100 〜 240V（50/60Hz） AC アダプタ、リチウムイオンバッテリ（持続時間 12.5 時間）以内になる位置までの距離※ 3 バッテリが新品状態の時
使用温度範囲 / 保存温度範囲
使用温度範囲：− 10 〜＋ 50℃、保存温度範囲：-20 〜＋ 60℃■ 心線対照用光源 仕様■ モデル別機能

FLX380 モデル別機能-300 -303 -304

高出力パワーメータ機能
赤色可視光源OTDR、PON 測定、光源（CW、WaveID、心線対照光）○○○

1310nm1550nm OTDR、PON 測定、光源（CW、WaveID、心線対照光）○
1625nm 活線時 OTDR、PON 測定、光源（CW、WaveID、心線対照光） −1650nm 活線時 OTDR、PON 測定、光源（CW、WaveID、心線対照光） −1490/1550nm PON パワーメータ（故障解析時）
−

光測定器

H

○
○
○

○
○
○

○
○
−

○
−
○

○

○

■ パワーメータ仕様
項目
測定波長
光パワー測定範囲 / 誤差※ 4
表示分解能
測定単位

仕様

1310 / 1490 / 1550 / 1625 / 1650nm＋ 23 〜− 50dBm / ± 0.25dB 以内
0.01dBdB / dBm / W※ 4 −10dBm、CW 光、測定波長 1310/1550nm、周辺温度 25 ℃の時■ 標準構成品
型式

数量-300、-303、-304

リチウムイオン電池
AC アダプタ、電源コード

本体装着済み定格：100-240V

USB コード

TYPE A-TYPE B（mini）
SC/FC 適用
-

1台
1個
1組
1本
1枚
1部
1本
1個

取扱説明・波形解析ソフト CD
簡易取扱説明書
ワンクリッククリーナ SC
本体収納ソフトケース仕様

FLX380-300

スペクトル半値幅
変調周波数
WaveID 測定（1 〜 2 波長）
光出力レベル、光出力安定性

FLX380-303

FLX380-304

クラスⅠレーザ
1310 ± 20（nm）

測定波長、波長公差

1550 ± 20（nm）
1625 ± 10（nm） 1650 ± 10（nm）
5nm 以下270Hz、330Hz、1kHz、2kHz、CW

AFL 製パワーメータと組合せで受光波長を自動検出
1dBm ± 1.5dB、± 0.2dB※ 各仕様は周辺温度 25 ℃での特性■ PON パワーメータ仕様
項目
測定波長
アイソレーション
光パワー測定範囲 / 誤差※ 5仕様

1490 / 1550 nm＞ 40（dB）＋ 23 〜− 50dBm / ± 0.5dB 以内
0.01 dB
表示分解能
測定単位
dBm / W※ 5 −5dBm（測定波長 1550nm）、−10dBm（測定波長 1490nm）、周辺温度 25 ℃のとき
入出力コネクタ
概要

FLX380 OTDR

項目

FLX380 本体

項目
型式
光源安全クラス

可視光源 出力（赤色）パワーメータ 入力

OTDR 測定 出力（空き回線）
心線対照用光源 出力

OTDR 測定 出力（活線：-303、-304）
PON パワーメータ 入力（-303、-304）

本カタログ製品は、外国為替および外国貿易法の規程による規制貨物として非該当ですが、国外に持ち出す場合には同法に基づく手続きが必要になります。

H - 06

光測定器

CS260

距離測定

損失測定

■ 特長
■ 1310 nm / 1550 nm の 2 波長を搭載■ ダイナミックレンジ：30 dB■ 好評の OFL280 の一部機能を省き、メニューを簡略化■ 故障点探索機として最適■ 波形解析ソフト TRM を標準添付

光ファイバ確認用可視光源
SM 波長

CS260

■ 仕様
■ 本体・OTDR 仕様
項目
適用光ファイバ
光源安全クラス仕様
シングルモードファイバ（ITU-T G652）
クラス I レーザ

測定波長、波長公差
ダイナミックレンジ（SNR=1）
デッドゾーン

1310 ± 20（nm）
1550 ± 20（nm）
30（dB）30（dB）※１※2
0.8 m（イベント ）3.5 m（アッテネーション ）5、10、30、100、300 ns、1、3、10 µs
250 m 〜 240 km〜 30,000 ポイント / 5.0 cm（range ＜ 1.5 km）, Range / 30,000（range ＞ 1.5 km）
1.4000 〜 1.6000±（1 ＋ 0.005% ×距離＋データポイント間隔）
保存形式 : Bellcore GR-196 Ver.1.1、 保存メディア：内蔵メモリ（＞ 1,000 データ以上）
USB ケーブル
LCD 320 × 240 カラー液晶
赤色レーザ：クラスⅡ、波長：650 ± 20nm、光出力：0.8mW（連続、点滅動作）
201 × 130 × 53mm、840g
定格 AC100 〜 240V（50/60Hz） AC アダプタ、リチウムイオンバッテリ（持続時間 12.5 時間）※ 3
使用温度範囲：− 10 〜＋ 50℃、保存温度範囲：− 20 〜＋ 60℃

パルス幅
測定レンジ
データポイント数 / ポイント間隔
群屈折率の設定（IOR）
距離測定精度
波形ファイル
外部接続
表示ディスプレイ
可視光源
装置寸法（ブーツ含む）、質量
電源
使用温度範囲 / 保存温度範囲※ 各仕様は周辺温度 25℃での特性※ 1 パルス幅：5ns、反射イベント：− 45dB の波形のピークから両側に 1.5 dB 下がった 2 点間の全幅※ 2 パルス幅：5ns、反射イベント：− 45 dB の位置から後方散乱光レベルが定常値の± 0.5dB 以内になる位置までの距離※ 3 バッテリが新品状態の時

1.5 dB■ 機能-201310 nm OTDR 測定
1550 nm OTDR 測定

○
○

H

光測定器

入出力コネクタCS260 機能
赤色可視光源※1，※2 の定義○

0.5 dB

event

attenuation

概要■ 標準構成品CS260 OTDR

可視光源 出力（赤色）項目

型式

CS260 本体

CS260-20

リチウムイオン電池

本体装着済み定格：100-240V

AC アダプタ、電源コード
USB コード
取扱説明・波形解析ソフト CD
OTDR 測定 出力

簡易取扱説明書
ワンクリッククリーナ SC
本体収納ソフトケース

TYPE A-TYPE B(mini)
SC/FC 適用
-

数量
1台
1個

1組
1本
1枚
1部
1本
1個

本カタログ製品は、外国為替および外国貿易法の規程による規制貨物として非該当ですが、国外に持ち出す場合には同法に基づく手続きが必要になります。

H - 07

光測定器
データセンタ OTDR

M310 / M210

距離測定

損失測定
SM 波長

■ 特長
■ MM 波長 850 / 1300nm、SM 波長 1310nm / 1550nm を搭載■ ダイナミックレンジ
・M310 MM：30dB、SM：38/37dB
・M210 MM：26dB、SM：30dB■ データセンタ内配線、工場内光 LAN 配線の測定から長距離測定まであらゆる場面で利用可能■ パワーメータ、可視光源、心線対照光源を標準装備（心線対
照光源は M310 のみ）■ 長寿命バッテリ採用：16 時間■ ファイバスコープ（DFS1）を接続することにより、コネクタ
端面状態を確認可能

光ファイバ確認用可視光源
MM 波長

心線対照

M310
■ 仕様
■ 本体・OTDR 仕様
項目
型式
適用光ファイバ
光源安全クラス

仕様

仕様

M310-25
M210-25
マルチモードファイバ（ITU-T G.651） シングルモードファイバ（ITU-T G.652） マルチモードファイバ（ITU-T G.651） シングルモードファイバ（ITU-T G.652）
クラスⅠレーザ

測定波長、波長公差
ダイナミックレンジ（SNR=1）
デッドゾーン（イベント※ 1 / アッテネーション※ 2）
パルス幅
測定レンジ
データポイント数 / ポイント間隔
群屈折率の設定
距離測定精度
波形ファイル
外部接続
表示ディスプレイ
可視光源
寸法（ブーツ含む）、質量
電源

クラスⅠレーザ

850 ± 20nm
30dB

1300 ± 30nm
30dB

1310nm ± 20nm
38dB

1550 ± 30nm
37dB

0.8m/2.5m

0.8m/2.7m

0.8m/3.0m

0.8m/3.0m

5、10、30、100、300ns、1µs
5、10、30、100、300ns、1、3、10、20µs
250m 〜 30km
250m 〜 240km〜 120,000 ポイント / 3cm（Range ＜ 8km）
1.4000 〜 1.6000±（1+0.005% ×距離＋データポイント間隔）
保存形式：Bellcore GR-196 Ver.1.1、Telcordia SR-4731 Issue 2
保存メディア：内蔵メモリ（＞ 1000 データ以上）
USB1.1：PC 通信対応 TYPE A、TYPE B（mini）
3.5 インチ カラータッチパネル
赤色レーザ：クラスⅡ、波長：635 ± 20nm、光出力：1mW
230 × 110 × 70mm（H × W × D）、1.0kg
定格 AC100 〜 240V AC アダプタ、
リチウムイオンバッテリ（持続時間 16 時間）※ 3
使用温度範囲：− 18 〜＋ 50℃、保存温度範囲：− 30 〜＋ 60℃

850 ± 20nm

1300 ± 30nm
26dB

1310nm ± 20nm
1550 ± 30nm
30dB

1.5m/9m

1.5m/9m

10、30、100、300ns、1、3 µs
10、30、100、300 ns、1、3、10 µs
250m 〜 32km
250m 〜 208km〜 16,000 ポイント / 0.25m（Range ＜ 8km）
1.4000 〜 1.6000±（1+0.005% ×距離＋データポイント間隔）
保存形式：Bellcore GR-196 Ver.1.1、
保存メディア：内蔵メモリ（＞ 1000 データ以上）
USB1.1：PC 通信対応 TYPE A、TYPE B（mini）
3.5 インチ カラータッチパネル
赤色レーザ：クラスⅡ、波長 635 ± 20nm、光出力：0.8mW
230 × 110 × 70mm（H × W × D）、1.4kg
定格 AC100 〜 240V AC アダプタ、
リチウムイオンバッテリ（持続時間 16 時間）※ 3
使用温度範囲：− 10 〜＋ 50℃、保存温度範囲：− 20 〜＋ 60℃※4

使用温度範囲 / 保存温度範囲※ 各仕様は周辺温度 23℃± 2℃での特性※ 1 パルス幅：10ns、反射イベント：− 40dB（マルチモード）/ − 45dB（シングルモード）の波形のピークから両側に 1.5dB 下がった 2 点間の全幅※ 2 イベントの位置から後方散乱光レベルが定常値の± 0.5dB 以内になる位置までの標準的な距離※ 3 バッテリが新品状態の時※ 4 3 µs は測定波長 1300nm の時■ 心線対照用光源■ モデル別機能

光測定器

H

機能

M310-25

M210-25

パワーメータ機能
赤色可視光源
心線対照光源OTDR 測定

○
○
○
○

○
○

○

仕様

850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 / 1650nm＋ 3 〜− 65dBm / ＋ 3 〜− 60dBm（850nm のみ）± 0.25dB 以内（− 10dBm、周辺温度 23℃± 2℃の時）
0.01dBdB / dBm / mW

表示分解能
測定単位

仕様

M310-25
クラスⅠレーザ

SM：1310 ± 20（nm）、1550 ± 20（nm）
MM：850 ± 20（nm）、1300 ± 30（nm）
5nm 以下270Hz、330Hz、1kHz、2kHz、CW

測定波長、波長公差■ パワーメータ仕様
項目
測定波長
光パワー測定範囲
測定誤差

仕様

項目
型式
光源安全クラス

スペクトル半値幅
変調周波数
WaveID 測定（1 〜 2 波長）
光出力レベル、光出力安定性

AFL 製パワーメータと組合せで受光波長を自動検出− 3dBm ± 1.5dB、± 0.1dB（SM）/ ± 0.2dB（MM）※ 各仕様は周辺温度 23℃± 2℃での特性

1.5 dB■ 標準構成品
項目

型式

OTDR 本体

M310-25 / M210-25

リチウムイオン電池

本体装着済み定格：100-240V
TYPE A-TYPE B（mini）

AC アダプタ、電源コード
USB コード
取扱説明書・波形解析ソフト CD
簡易取扱説明書
ワンクリッククリーナ

SC

本体収納ソフトケース

SC/FC 適用
-

数量
1台

1個
1組
1本
1枚
1部
1本
1個

※1，※2 の定義

event

0.5 dBattenuation

本カタログ製品は、外国為替および外国貿易法の規程による規制貨物として非該当ですが、国外に持ち出す場合には同法に基づく手続きが必要になります。

H - 08

光測定器
端面観察装置

端面観察装置

FOCIS

光コネクタ端面確認

自動端面検査機能により、コネクタ端面状態の合否判定や汚れ、キズのチェックが簡単に行えます。
■ 特長■清掃前後のコネクタ端面画像を 1 画面に表示可能■解像度 0.5µm■アイコンとタッチパネルによる簡単操作■ 1000 画像の保存が可能

FOCIS-210P■ 仕様■ 標準構成品■ 型名・機能型式

自動端面検査機能○

FOCIS-210P
FOCIS-210

-

項目
プローブ
モニタ

AC アダプタ■ プローブ

取扱説明書

DFS1 仕様項目
適用コネクタ仕様

SC / FC/ LC

装置寸法・質量（緩衝カバー含まず）
光源
分解能
使用温度範囲
保存温度範囲■ モニタ

φ 35 × 175mm（D × L）
・200g
青色 LED

0.5µm
0 〜＋ 50℃− 10 〜＋ 70℃

アダプタヘッド
ワンクリッククリーナ SC
ワンクリッククリーナ LC
本体収納ハードケース

仕様

DFS1
DFD1
定格：100-240V
2.5mm フェルール用
1.25mm フェルール用
SC/FC アダプタ用
LC アダプタ用
SC/FC 適用
LC 適用
-

数量
1台

1台
1個
1部
各1個

1本
1本
1個

DFD1 仕様項目
装置寸法・質量（緩衝カバー含まず）
電源バッテリ動作時間
モニタ
保存画像枚数
使用温度範囲
保存温度範囲仕様

144 × 88 × 20mm（L × W × H）・220g
AC100 〜 240V、リチウムイオンバッテリ
約 2 時間5 インチ、タッチパネル式
1000 枚0 〜＋ 50℃− 10 〜＋ 70℃

光測定器

H

■ 清掃前後のコネクタ端面画像を 1 画面に表示可能■ 標準構成品

H - 09光測定器
光源・パワーメーター

光ファイバ小型心線対照用光源

FLS-20T

心線対照

損失測定

■ FLS-20T は扱いやすい作業性・携帯性に優れた高機能の小型・軽量の心線対照光源です。
■ 心線判別作業をスムーズに、効率よく確実に行えます。
■ 光測定器の分野で培ったフジクラのテクノロジーをみなさまの作業にお役立て
ください。
■ 特長
■ 1310nm、1550nm の 2 波長へ切替えが可能■ 3 つの変調光（270 / 1k / 2k Hz）と無変調光（CW）の切替えが可能■ 電源は AC 電源と電池の 2 方式
■ 単 3 形アルカリ乾電池 2 本で約 60 時間動作（変調光）■ 仕様■ 光学特性項目
出力中心波長変調周波数1310 ± 20nm、1550 ± 20nm
270Hz、1kHz、2kHz、CW

光出力レベルFLS-20T

使用温度範囲電池動作時間

AC 電源
装置寸法、質量
適用コネクタ
光源安全クラス− 10 〜＋ 50℃、
湿度 95％以下（結露なきこと）

特性
スペクトル半値幅

5nm 以下変調波形− 5dBm 以上

矩形波

保存温度範囲− 20 〜＋ 60℃、
湿度 95％以下（結露なきこと）

変調光：60 時間 / CW 光：30 時間（25℃環境下、単 3 形電池× 2 個、定格 1.2 〜 1.5V 仕様） / 電圧低下を LED ランプで通知
AC100 〜 240V、50/60Hz / DC 入力端子： ＋9V

147 × 95 × 40mm（H × W × D、ゴムカバー含む）、280g（電池含む）
SC コネクタ （オプションで他コネクタへの取替えが可能）
クラスⅠレーザ※ Ta ＝ 25℃ の場合の特性■ 標準構成品
品名
心線対照用光源

専用ケース

ゴムカバー
取扱説明書

FLS-20T

専用ケース
単三アルカリ電池
ST コネクタ
アダプタ

FC コネクタ
アダプタ
AC アダプタAC 電源コード

型式

数量

備考

FLS-20T
FLS-RUB-01
IM-20T-J01
FID-CASE-01

1台
1個
1部
1個
2本

SC コネクタアダプタ標準添付

−

−
−
−
−

■ オプション品
品名

型式

AC アダプタAC 電源コードFLS-AA1
ACC-08（S）
FLS-FCA-01
FLS-STA-01

FC コネクタアダプタ
ST コネクタアダプタ

小型可視光源HiLite光ファイバ確認用可視光源■ HiLite は光ファイバの導通確認を容易に行うことができるコンパクトサイズの可視光源です。
■ 現場付けコネクタの組立作業時の導通確認や、線路の破断箇所確認などの目視確認時に役立ちます。
■ 特長■ 携帯に便利なポケットサイズ■ 誤動作防止の長押しスイッチ■ 視認性の高い赤色光源■ 単 4 電池 1 本で連続 4 時間駆動

光測定器

H

■ 仕様
■ 光学特性項目
出力中心波長変調周波数
光出力レベルHiLite

専用ケース

キーホルダ

適用コネクタ
使用温度範囲
保存温度範囲
電源
装置寸法、質量光源安全クラス特性

650 ± 20nm
2Hz
1mW 以下2.5mm フェルール対応（SC、FA など）＋ 10 〜＋ 35℃ 湿度 95％以下（結露なきこと）
0 〜＋ 50℃ 湿度 95％以下（結露なきこと）
単 4 形アルカリ乾電池１本 / 連続４時間駆動※ NiMH 充電池は使用できません。
70 × 36 × 15mm（H × W × D）、50g
クラスⅡレーザ■ 標準構成品
品名
可視光源本体
専用ケース
可視光源本体HiLite 本体

キーホルダ
取扱説明書

型式

FVI-01FVI-CASE-01
FVI-KEY-01
−

数量
１台
１個
１個
1部

本カタログ製品は、外国為替および外国貿易法の規程による規制貨物として非該当ですが、国外に持ち出す場合には同法に基づく手続きが必要になります。

H - 10光測定器
光パワーメータ

OPM4-2D

損失測定
SM 波長

MM 波長

■ 特長
■ MM 波長：850、1300 nm、SM 波長：1310、1490、1550 nm、を測定可能な高精度の光パワーメータです。
■ 小型軽量、簡単操作
■ 仕様
項目

仕様

測定波長

850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 nm＋6 〜 − 60 dBm / ± 0.25 dB 以内＋6 〜 − 50 dBm / 850 nm のみ ＋6 〜 − 45 dBm
0.01 dB
dB / dBm / µW
300 時間
140 × 81 × 38mm（H × W × D）、260 g
使用温度範囲：− 10 〜＋50℃、保存温度範囲：− 30 〜＋60℃

光パワー測定範囲 / 誤差
変調光検出範囲
表示分解能
測定単位
電池動作時間装置寸法、質量
使用温度範囲、保存温度範囲※ 各仕様は室温（約 25 度）での特性※ 光パワー測定誤差は光出力− 10dB の時の値

OPM4-2D

光ファイバ心線対照用光源

OLS1-Dual

心線対照

損失測定
MM 波長

■ 特長
■ MM 波長：850、1300 nm の 2 波長を出力可能■ データセンタ内や工場内 LAN 配線の線路損失測定に最適■ 小型軽量、簡単操作■ 仕様
項目
光源安全クラス
出力中心波長スペクトル半値幅
変調周波数
光出力レベル、光出力安定性
電池動作時間装置寸法、質量
使用温度範囲、保存温度範囲仕様
クラスⅠレーザ

850 ± 30 nm
40 nm

1300 ＋50 / − 10 nm
120 nm
CW− 20dBm 以上※ 1、± 0.1dB（8 時間以上）
30 時間

140 × 81 × 38mm（H × W × D）、290 g
使用温度範囲：− 10 〜＋50℃、保存温度範囲：− 30 〜＋60℃※ 各仕様は室温（約 25 度）での特性※ 1 コア径 50 µm のファイバの場合、光出力レベルは約 3dB 下がります

光測定器

H

OLS1-Dual

本カタログ製品は、外国為替および外国貿易法の規程による規制貨物として非該当ですが、国外に持ち出す場合には同法に基づく手続きが必要になります。

H - 11

光測定器

H