Model 633 Six-Degree of Freedom Sensor

加速度3軸・ジャイロ3軸の6軸一体型
DC
応答MEMS
加速度計・ジャイロ
セン
サー±50～6,000gの加速度レンジ±500～24,000゜/secの角速度レンジ
小型・頑強なハウジング構造
低計測レンジタイプ有（Model 634）
Model 633 6軸センサーは、3つのDC応答加速度センサーと3つのジャイロセンサーを1つの小型パッケージに収めたアナログ出力センサーです。加速度と角速度はユーザーの測定条件に合わせてそれぞれ6つの計測レンジの中から選択し任意に組み合わせることができます。過酷な使用環境において、特に製品研究開発のためにModel 633は高い衝撃を受ける条件下でも精度を維持できるようデザインされています。

寸法図面

特長
・根元補強により丈夫なケーブル構造
・-40℃から+105℃までの温度範囲
・低他軸感度・SAE J211準拠

・低計測レンジタイプ有（Model 634）
加速度±2g～、角速度±100゜/sec～

結線図Model 633 Rev B
p.179/2015

日本代理店
エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社
東京都台東区浅草橋3-20-15 浅草橋ミハマビル4F
Tel : 03-5820-7021 Mail : asdummy@fitpacific.com

製品仕様
特別に断りのない限り、すべての値は+24°C, 10Vdcでの標準値です。Measurement Specialtiesは、これらの仕様を予告なく更新および変更する権利を留保します。
Parameters
DYNAMIC (ジャイロセンサー)±500[-500]±1500[-1K5]±6000[-6K]±12K[-12K]±18K[-18K]±24K[-24K]
計測レンジ [型番] (deg/sec)
4.00
1.33
0.333
0.167
0.1110.083
感度 (mV/deg/sec)
0-10000-10000-10000-20000-20000-2000
応答周波数 (Hz)±0.5±0.5±0.5±0.5±0.5±0.5
非直線性 (%FSO)<1<1<1<1<1<1
他軸感度 (%)
3000
3000
3000
5000
5000
5000
耐衝撃性 (g)
3.66
1.20
3.30
1.22
1.50
1.20
残留ノイズ (mV RMS)

Notes
印加電圧に依存せず+1dB/-3dB
BFSL

通過帯域

DYNAMIC (加速度計)
計測レンジ [型番] (g)感度 (mV/g)
応答周波数 (Hz)固有周波数 (Hz)非直線性 (%FSO)
他軸感度 (%)
耐衝撃性 (g)ダンピング比率±50[-50]
20-10004000±1.0<35000
0.5

ELECTRICAL
ゼロオフセット (mV), ジャイロセンサー／加速度計
印加電圧 (Vdc), ジャイロセンサー／加速度計
印加電流 (mA), ジャイロセンサー
線形加速度による影響 (deg/sec/g)
コモンモード電圧 (Vdc), ジャイロセンサー
フルスケール出力 (Vpk), ジャイロセンサー
出力抵抗 (Ω), ジャイロセンサー／加速度計
入力抵抗 (Ω), 加速度計
絶縁抵抗 (MΩ)
起動時間 (msec), ジャイロセンサー
グランド±100／±25
5 to 16／2 to 10<80.1
2.5±2400／2400 to 6000
2400 to 6000
>100<100
取り付け面から絶縁差動出力時（ジャイロ）

ENVIRONMENTAL
ゼロオフセット温度依存性 (%FSO), ジャイロセンサー
感度温度依存性 (%), ジャイロセンサー
ゼロオフセット温度依存性 (mV/°C), 加速度計
感度温度依存性 (%/°C), 加速度計
使用温度 (°C)
耐湿性 (素子、回路)
耐湿性 (筐体)±2.5±2.0-0.11 ±0.11-0.25 ±0.25-40 to +105
半田にて密封エポキシ樹脂にて密封, IP65

-40 to +105°C-40 to +105°C-40 to +105°C-40 to +105°C

PHYSICAL
筐体材質
ケーブル
重量 (ケーブル含まず)
取り付け取り付けネジトルク1
出力は印加電圧に比例

付属品:
オプション:±200[-200]
0.80-1500
8000±1.0<350000.5±500[-600]
0.40-2000
10000
±1.0
<350000.3±2000[-2K]
0.15
0-350023000±1.0<310000
0.05±6000[-6K]
0.10-3500
26000
±1.0
<310000
0.05

印加電圧に比例1±1/2dB

標準±5%±15%@100Vdc

ステンレス
2x Cables; 12x #30AWG Cond PFA Insulated, Braided Shield, PU Jacket
35 グラム2x #2.56 or M2 Mounting Screw
4 lb-in (0.45 N-m)

CS-ARLIN
CS-FREQ-0100
AC-D03548121140

校正証明書付き:±100[-100]
1.10-1200
6000±1.0<350000.5

DC応答MEMS加速度計NIST Traceable Linearity Calibration to FS Range
NIST Traceable Amplitude Calibration to FR Limit
2x #2-56 (3/4” length) Socket Head Cap Screw
3-Channel Precision Low Noise DC Amplifier
Auto-zero Inline Amplifier

The information in this sheet has been carefully reviewed and is believed to be accurate; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. Furthermore, this information does not convey
to the purchaser of such devices any license under the patent rights to the manufacturer. Measurement Specialties, Inc. reserves the right to make changes without further notice to any productherein. Measurement Specialties, Inc. makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its product for any particular purpose, nor does Measurement Specialties, Inc.
assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit and specifically disclaims any and all liability, including without limitation consequential or incidental damages.
Typical parameters can and do vary in different applications. All operating parameters must be validated for each customer application by customer’s technical experts. Measurement Specialties, Inc. does not convey any license under its patent rights nor the rights of others.

製品型番
型番 ： Model Number＋加速度計測レンジ＋ジャイロ計測レンジ＋ケーブル長
633-GGG-RRR-ZZZ-XXllll_____ブランク（特別仕様時使用）
ll

l________ケーブル長 (120 ＝ 120 インチ)

ll____________ジャイロ計測レンジ (500 ＝ ±500deg/sec、 12K ＝ ±12,000deg/sec)

l________________加速度計測レンジ (050 ＝ ±50g、 2K ＝ ±2,000g)
例 ： 633-500-6K-120→Model 633、加速度計測レンジ±500g、ジャイロ計測レンジ±6,000deg/sec、ケーブル長120インチ（標準9mまで指定可）

p.18