デジタル放射温度計
ガラス表面温度測定用

高速応答・小スポット・高精度･･････

IN140/5 IN140/5-H IN140/5-L（5.14μm）（5.14μm）（5.14μm）

250～1400℃
300～1600℃
450～1500℃
500～2500℃
40msec:標準型

250～1400℃
300～1600℃
450～1500℃
500～2500℃

250～1400℃
300～1600℃
450～1500℃
500～2500℃

10msec:高速型

40msec:小スポット型

高速応答： 10msec
極小スポット測定を実現 ： φ0.9/159mmから3種類の可動焦点レンズを用意、任意の距離でスポット径を最適に絞れます。
LCD表示器付、本体で温度指示を確認
パラメータも設定可能

レーザービーム又は直視ファインダーによる位置確認
測定精度は1３00℃以下は測定値の0.6％
1300℃以上は測定値の0.8％
完全デジタル回路により、優れた安定性と耐ノイズ性を実現
標準添付の専用計測ソフトでデータの記録とパラメータ設定
テスト電流出力付で外部設置の温度指示計との接続テストが簡単
インターフェースは、RS232及びバス接続ができるRS485も用意

アプリケーション
・石英ガラス、各種ガラス表面温度測定
・ガラスフォーミング
・板ガラス製造
・電球製造

仕様
IN140/5
温度範囲:

スケーリング:
検出波長:
検出器:
精度(不確定性）: (ε＝1、ｔ90＝1ｓ )・周囲温度15～30℃の場合≦1300℃＞1300℃
・周囲温度0～15℃/30～70℃の場合≦1300℃＞1300℃
ウォームアップ時間
分解能:
再現性:
応答時間
t90=最小値
本体
通信インターフェース経由
放射率補正 e:測定距離と面積
位置確認:

IN140/5-H

IN140/5-L

250～1400℃ （MB14)250～1400℃ （MB14)250～1400℃
300～1600℃ （MB16)300～1600℃ （MB16)300～1600℃
450～1500℃ （MB15)450～1500℃ （MB15)450～1500℃
500～2500℃ （MB25)
500～2500℃ （MB25)
500～2500℃
温度範囲内にて、任意設定可能、最小スケーリングレンジ 51℃
5.14μｍ
サーモパイル

測定値の0.6％又は2℃
測定値の0.8％←←（MB14)（MB16)（MB15) (*1)
（MB25)←←

測定値の1.0％又は3℃←←
測定値の1.2％
←
←
30分以上
←
←
0.1℃
←
←
測定値の0.3%
40mSec10mSec40mSec0.05ｓ,0.25ｓ、1ｓ、3ｓ、10ｓ
0.05ｓ,0.25ｓ、1ｓ、3ｓ、10ｓ、30ｓ
0.10～1.20（0.01ｽﾃｯﾌﾟで変更可）
可動焦点 1-N,2-N,3-Nから選択
可動焦点 2-NL (*1)
レーザパイロットライト または 直視ファインダー
（レーザパイロットライト：レーザクラス2、最大出力＜1ｍW, 630-640nm）
出力信号:
DC4 ～ 20mA/DC0 ～ 20mA リニヤ出力（選択可）、負荷抵抗500Ω以下 （DC24V時）
動作表示灯:
緑色LED
ウォームアップ時：点滅、 動作時：点灯
表示器:
デジタルLCD表示： 温度およびパラメータの表示
テスト電流出力:
10 mA（0～20ｍA 出力時) または12ｍA（4～20ｍA 出力時) テストボタンにて出力
通信機能:
RS232C又はRS485 (アドレス指定可)、半2重、ボーレート2400 ～ 115200
最小検出温度（σ＝１）(ε＝1、ｔ90＝1ｓ ,Tamb=10～40℃ )MB14/MB16 t90=min
0.7℃ （T=310℃）
0.2℃ （T=500℃）
0.15℃ （T=1200℃）
MB15/MB25 t90=min
1.2℃ （T=500℃）
0.6℃ （T=1200℃）
パラメータ:
放射率補正εスケーリング
応答時間：t90
0 ... 20ｍA/4 ... 20ｍA
RS232/RS485
最大値保持解除: ｔCL

その他
計測ソフトウェア:

通信経由での設定 （InfraWin)○○○○－○
以下の要因で解除・インターバル時間設定による解除（off, 0.01s, 0.05s, 0.25s, 1s, 5s, 25s）
・外部同期信号解除または通信経由による解除
・自動解除（次の測定対象物が来た時）－°C / °F、アドレス、ボ-レート、ウェイト時間 ｔｗ
InfraWin 添付 （Windows PC上で動作）

供給電源:
消費電力:
絶縁対策:
保護等級:
周囲温度:
保管温度:
重量:
外形寸法：
CEマーク:

DC24VまたはAC24V(14～30VDCまたはAC) （AC:48 ～ 62Hz）
max. 1.2 W
電源回路・インターフェース・アナログ出力信号は互いに絶縁、本体とも絶縁
IP65 (DIN 40 050)
0 ～ 70℃ 但し、結露しないこと-20 ～ +80℃
550g
195ｍｍｘ56ｍｍｘ62.5ｍｍ（LxBxH)
電磁イミュニティに関するEU指令に適合(*1)

IN140/5-L

本器設定ボタン○○○○○○MB15-F（直視ﾌｧｲﾝﾀﾞｰ）のみ、固定焦点です。

デジタル信号処理による特長
精度：

デジタル化による周囲温度の温度補償とともに、センサ出力信号のデジタル化によるリニヤ処理で高温度範囲：デジタル化処理により、任意の温度幅のスケーリングが可能です。最小温度スパンは、51℃です。
アナログ出力は、選択されたスケーリングで出力されます。この設定は、放射温度計の再校正を必要としません。また、精度や再現性に影響を与えません。スケーリングは、変更可能ですので、多くの出力：アナログ出力は、0～20 mA または 4～20 mAが選択できます。また、シリアルインターフェース
は、RS232 または RS485が選択できます。付属の計測ソフトにより、PCを介して放射温度計のパラメータの設定や温度測定ができます。

バス制御：

RS485シリアルインターフェースでは、複数の放射温度計をバス制御できます。

測定距離と面積
本器は、可動焦点型レンズを搭載しておりますので、任意の測定距離でスポット径を絞ることができます。
可動焦点レンズの焦点距離でのスポット径を以下の表に示します。レンズは、同じタイプの他のレンズとIN140/5
IN140/5-H
測定距離(mm)

可動焦点レンズ
Optics
No.1-N
Optics
No.2-NOptics
No.3-N

測 定 面 積MB14、MB16MB15、MB25100mm
111mm
128mm
187mm
229mm
322mm
362mm
573mm
2170mm

φ1.3
φ1.3
φ1.4
φ1.6
φ2.1
φ2.9
φ3.3
φ5.7
φ21

φ1.0
φ1.0
φ1.1
φ1.3
φ1.7
φ2.4
φ2.4
φ4.1
φ15

開口径：D(mm)
1714
1714
1714

焦点位置は、片手で調節できます。

IN140/5-L
可動焦点レンズ

測定距離(mm)

Optics
No.2-NL

159mm
178mm
235mm

測 定 面 積MB14、MB16
φ1.3
φ1.6
φ2.2

MB15, MB25
φ0.9
φ1.1
φ1.5

開口径：D(mm)1714

IN140/5-L
固定焦点レンズ
測 定 面 積
測定距離(mm)

MB15-F163mm

φ0.9開口径：D(mm)17

外形図

ご注文についてIN140/5

IN140/5-H

IN140/5-L
MB14
MB16

直視ファインダー型

MB14
MB16
MB15
MB25

3877-3903877-370
3877-410
3877-430

MB14
MB16MB15MB25

3877-590
3877-570
3877-610
3877-630

3877-490
3877-470
MB15-F 3877-510(*1)
MB25 3877-530

レーザーパイロット型

MB14
MB16
MB15
MB25

3877-380
3877-360
3877-400
3877-420

MB14
MB16
MB15
MB25

3877-580
3877-560
3877-600
3877-620

MB14
MB16
MB15
MB25

3877-480
3877-460
3877-500
3877-520

レンズは、注文の際にご指定下さい。本体、可動焦点レンズ、検査合格証、InfraWin計測ソフト、ユーザマニュアルを含みます。
接続用ケーブルは含みません。機器との接続には、ケーブル付専用電源BOXを用意しております。
（＊１）は、固定焦点レンズです。

アクセサリ
取付金具・パージ管・冷却ジャケット・ミラー・スキャナー

3834-270
ボールアンドソケット
固定金具

3835-460
90°ミラー・CaF2窓付

3820-340
3820-330
3820-740
3820-750

3834-280
L字型取付金具

3835-230
エアーパージﾞ管3843-530
スキャナー
・CaF2窓付
3835-290
スキャナー用エアーパージ管

3835-060
冷却ジャケット用
エアーパージユニット

L型コネクタ付 接続ケーブル 5ｍ（ 他に、10ｍ/15ｍ/30m )ストレート型コネクタ付接続ケーブル 5ｍ（ 他に、10ｍ/15ｍ/30m
耐熱型ストレート型コネクタ付接続ケーブル 5ｍ （200℃まで使用可能）
耐熱型L型コネクタ付接続ケーブル 5ｍ （200℃まで使用可能）

放射温度計専用電源BOX 5000-001
・ケーブルは全て付属・コネクタ接続のため、配線作業が容易
・レーザパイロットライトスイッチ付・ケースは、アルミダイキャスト製で、耐久性抜群！

本社〒569-0835 大阪府高槻市三島江1丁目5番4号
Tel : 072-678-3453 Fax : 072-678-3516
パイロメータ営業部〒221-0063 横浜市神奈川区立町6丁目1番
ANNI横浜EAST4Ｆ
Tel : 045-438-1191 Fax : 045-438-1192

3837-290-1
冷却ジャケット

3837-240
冷却板

3834-140
冷却ジャケット用
ボールアンドソケット固定金具)

計測ソフト:InfraWin
標準添付、以下の機能が使用できます。
■パラメータの設定（放射率、応答時間、最高値保持など）■温度スケーリング(最小目盛51℃)■温度表示■グラフトレンド■データロギング■データリスト(Excelへの転記可)■本体内部温度表示■温度換算・測定距離／面積計算
・放射率補正計算のヘルプ機能

東京支店
横浜営業所
名古屋支店
高砂営業所
岡山営業所
広島営業所
北九州営業所
大分営業所
長崎営業所
高槻工場
長崎工場

Tel : 03-3454-3691
Tel : 045-438-4566
Tel : 0562-57-2680
Tel : 079-444-1300
Tel : 086-448-5421
Tel : 082-568-5099
Tel : 093-671-5834
Tel : 097-558-3222
Tel : 095-871-0115
Tel : 072-678-1313
Tel : 095-871-0115

Fax : 03-5422-7815
Fax : 045-438-4568
Fax : 0562-57-2681
Fax : 079-444-1301
Fax : 086-444-9149
Fax : 082-568-5098
Fax : 093-662-3652
Fax : 097-552-3131
Fax : 095-871-1001
Fax : 072-679-2006
Fax : 095-871-1001