デジタル放射温度計

IS6 Advanced

600 ～1800℃
600 ～3000℃

IGA6 Advanced（0.7～1.1μm）

250 ～1800℃
250 ～2500℃（1.45～1.8μm）

Stationary infrared thermometers for non-contact
temperature measurement of metal surfaces,graphite,ceramics etc, between 250℃ and 3000℃
高速応答： 120μsec

小スポット：φ0.6mm/210mm から4桁LED表示付
可動焦点レンズを採用
高精度： 測定値の0.3％ + 2℃（＜1500℃ ）ワイドレンジ：
最小50℃幅のスケーリング機能で従来機種との置き換えが簡単に

位置確認：以下の3方式から選択下さい。
・レーザーパイロットライト
・直視ファインダー・ビデオ出力タイプで遠隔監視
別置き変換器なしでDC4～20mA出力
RS485インターフェースにより、PCやPLCとの長距離通信が可能
最高値保持回路内蔵：移動物体の測定にφ50×127.5mmのコンパクト設計、本体材質はSUSを採用

標準添付の専用計測ソフトでデータの記録とパラメータ設定

リアパネル例（レーザーパイロットライト）

アプリケーション
低放射率物体の温度測定
窓ガラス越の真空炉内温度測定
高速移動物体の温度測定
溶融金属表面温度測定
微小物体の温度測定

直視ファインダー・金属加工
・半導体生産工程
・硝子金型・セラミック・溶解金属・鍛造

レーザーパイロットライト

ビデオモニター画面例（PC画面に出力可）

ビデオモニター

仕様
IS6 Advanced

項目
温度範囲:

IGA6 Advanced

MB 18:
600 ～1800℃
MB 18:
250 ～1800℃
MB 30:
600 ～3000℃
MB 25:
250 ～2500℃
検出波長:0.7～1.1μｍ
1.45～1.8μｍ
検出器:
Si フォトダイオード
InGaAsフォトダイオード
スケーリング:
温度範囲内にて、任意設定可能、最小スケーリングレンジ 50℃
精度(不確かさ）:測定値の0.3% + 2℃
＜1500℃（ε=1、ｔ90=1ｓ、Tamb=25℃） 測定値の0.6%＞1500℃
分解能:
0.1℃（通信経由） 1℃（本体LED）
再現性:
測定値の0.15% ＋ 1℃
（ε=1、ｔ90=1ｓ、Tamb=25℃）

応答時間 t90:
放射率補正 ε:透過率補正 τ:レンズ焦点：
焦点距離:
出力信号:
位置確認:
通信機能:
本体LED表示:パラメータ（*2）

120 μs（IGA6の300℃以下では、応答時間を1msに自動延長）
設定： 1ms, 3ms, 5ms, 10ms, 50ms, 250ms 1s, 3s, 10ｓ
0.050～1.000 0.001単位
0.050～1.000 0.001単位
可動焦点方式 （測定距離と面積の項を参照下さい。）
210mm ～ 5000mm
DC4 ～ 20mA/DC0 ～ 20mA リニア出力（選択可）、負荷抵抗500Ω以下
レーザパイロットライト(*1)、直視ファインダーから選択
RS485(アドレス指定可)、半2重、ボーレート1200 ～ 115. 2k
4桁LED（字高 5mm）；測定温度，焦点距離計測ソフトウェア：通信経由での設定
放射率補正 ε透過率補正 τ応答時間 t90
0～20mA/4～20mA切替
スケーリング
最大値保持時間 tCL、°C / °F
アドレス
ボ-レート
InfraWin 添付 （Windows PC上で動作）

ハウジング：
取り付け方向：
供給電源:
消費電力:
絶縁対策:
保護等級:
周囲温度:
保管温度:
重量:
外形寸法：
CEマーク:

ステンレス製
全方向
DC24V ±25% リップルは50mV未満
max. 3W （レーザーパイロットライトを含む）
電源回路・インターフェース・アナログ出力信号は互いに絶縁
IP65 （IEC 60529）
0 ～ 70℃-20 ～ 80℃
約600g
φ49.5×127.5～185.1mm
電磁イミュニティに関するEU指令に適合(*1) レーザパイロットライト：レーザクラス2、最大出力＜1ｍW,(*2) パラメータは通信経由（RS485，半二重）で設定します。
IS6-TV/IGA6-TV

630～680nm）

ビデオモジュール仕様

ビデオ信号：

FBAS

画素数：

768ｘ520 画素信号

露出:

自動、手動

視野:

約5.8％ｘ4.2％

日/時:

リアルタイムクロック内蔵、14日間連続記録可能

画面内パラメータ表示:

測定温度、円形マーカー、機器番号または任意テキスト（最大12文字）、時間及び日付
切替表示：

1Vpp 75Ω、PAL(B) 50Hz CCIR656
カラー（設定は、InfraWinソフトウェア経由）
測定距離に対して本体内部温度/測定距離/製造番号/強度信号のいずれかを選択して表示

測定距離と面積本器の光学系は、可動焦点方式を採用しています。焦点距離とスポット径の関係は以下の通りです。
スポット径

焦点距離a(mm)
210mm
300mm
500mm
800mm
1300mm
2000mm
5000mm

IS60.6
0.9
1.5
2.3
3.7
5.8
15.0

M［mm］
IGA6
←
←←
←
←
←←

アパーチャー径D[mm]15131313131313

移動できます。

レーザーパイロットライト型

直視ファインダー型

ビデオモニター型

単位：mm

基本接続例
PCのUSBポートへ
RS485-USB
変換器

ご注文についてType
IS6 Advanced
IGA6 Advanced

温度範囲

レーザーパイロットライト型

直視ファインダー型

3914-550
3914-510
3914-050
3914-010

3914-560
3914-520
3914-060
3914-020

600 ～ 1800℃（MB18）600 ～ 3000℃（MB30）
250 ～ 1800℃（MB18）
250 ～ 2500℃（MB25）

ビデオモニター型

3914-570
3914-5303914-070
3914-030

本体、検査合格証、InfraWin計測ソフト、取扱説明書（和文）を含みます。
接続用ケーブルは含みません。電源、表示器等を含めたお見積もり、ご注文、承ります。

アクセサリ
取付金具・パージ管・保護管・フランジ・冷却ジャケット・スキャナ

3834-210
L字型取付金具

3835-160
エアパージユニット

3820-330
ストレート型コネクタ付接続ケーブル 5ｍ（他に、10ｍ/15ｍ/20ｍ/25ｍ/30m）
3820-340
L字型コネクタ付接続ケーブル 5ｍ（他に、10ｍ/15ｍ/20ｍ/25ｍ/30m）

3835-440
エアパージユニット23846-590
真空炉用、KF16
石英窓付

3826-720
RS485-USB変換ケーブル

3837-230
パージ付冷却ジャケット

3843-490
スキャナ SCA53826-730
ビデオ/USB変換器＊ビデオ出力をUSB経由でPC画面に出力します。

計測ソフト:InfraWinV5

放射温度計専用電源BOX 5000-001+ USB
・ケーブルは全て付属
・コネクタ接続のため、配線作業が容易
・レーザパイロットライトスイッチ付
・ケースは、アルミダイキャスト製で、耐久性抜群！
・PCのUSBポート接続用にRS485-USB変換ケーブルを付属標準添付、以下の機能が使用できます。

■パラメータの設定（放射率、応答時間、最高値保持など）■温度スケーリング(最小目盛50℃)■温度表示■グラフトレンド■データロギング■データリスト(Excelへの転記可)■本体内部温度表示■測定距離／面積計算のヘルプ機能

RS485-USB変換ケーブル

最新版は、弊社HPからダウンロードできます。

本社〒569-0835 大阪府高槻市三島江1丁目5番4号
Tel : 072-678-3453 Fax : 072-678-3516
パイロメータ営業部〒221-0063 横浜市神奈川区立町6丁目1番
ANNI横浜EAST4Ｆ
Tel : 045-438-1191 Fax : 045-438-1192

東京支店
横浜営業所
名古屋支店
高砂営業所
岡山営業所
広島営業所
北九州営業所
大分営業所
長崎営業所
高槻工場
長崎工場

Tel : 03-3454-3691
Tel : 045-438-4566
Tel : 0562-57-2680
Tel : 079-444-1300
Tel : 086-448-5421
Tel : 082-568-5099
Tel : 093-671-5834
Tel : 097-558-3222
Tel : 095-871-0115
Tel : 072-678-1313
Tel : 095-871-0115

Fax : 03-5422-7815
Fax : 045-438-4568
Fax : 0562-57-2681
Fax : 079-444-1301
Fax : 086-444-9149
Fax : 082-568-5098
Fax : 093-662-3652
Fax : 097-552-3131
Fax : 095-871-1001
Fax : 072-679-2006
Fax : 095-871-1001