PPI-WPM-16 パワーメータ操作マニュアル

製品

自動波長計付き光パワーメータ

型名

PPI-WPM-16

http://www.dci.jp

操作マニュアル【警告及び注意事項】
機器に適合したシールドケーブル及び AC アダプタを使用してください。火災の原因となります。
本マニュアル使用以外での使用はやめてください。故障の原因となります。
【無償保障について】機器の無償保証期間は出荷後１年間です。
お客様の対象機器に不具合が発生し、当該機器の故障であるとお客様にて判断された
場合に電話、メール、ＦＡＸ等で弊社受付までご連絡ください。
この時、機器の型番（モデル名）、製造番号（シリアルナンバー）、故障時の接続、具体的な症状をお伝えください。
【問合せ先】
データコントロルズ株式会社
TEL：03-3836-5611 FAX:03-3836-5614 E-mail：support@dci.jp
平日 9：00～17：00（弊社休日、土日、祝日及び年末年始を除く）“Power Meter Mode” 光パワーメータモードの表示
電源 On/Off ボタン“入射損失 IL”モードの表示
バックライト On/Off ボタン
波長表示

数値 UP ボタン
Run/Stop ボタン

波長表示単位

数値 Down ボタン

バッテリー表示

テストモード選択ボタン

レーザ出力表示キャリブレーション&ゼロセットボタン
光レーザパワーの計測値及び保存された値の表示
波長選択ボタン(不使用※)
計測値単位
計測値保存ボタン※注：波長選択ボタンは WPM16 波長自動計測の為不使用

データコントロルズ株式会社〒110-0005 東京都台東区上野 3-17-4

TEL：03-3836-5611

FAX：03-3836-5614

info@dci.jp

PPI-WPM-16 パワーメータ操作マニュアル

http://www.dci.jp

1. LCD 液晶表示パネル

４） 波長ボタン(λ)1)動作モードの表示例-不使用
５） UP/Down ボタン
保存された数値を確認する時に使用。8)保存ボタンを参照
６） ゼロボタン
次章３の操作手順を参照
７） エンター＆メニューボタン
データの保存と保存されたデータの確認＜光パワーメータモード＞＜外部標準レーザを用いた入射損失計測モード＞

８） 保存ボタン-“保存(Store)ボタン”を使って PM(光パワーメータ)、PMIL(入射損失2)バッテリ残量表示メータ)の計測データを保存する

バッテリ残量表示は下記の 3 つのレベルに分かれて表示されます。バッテリ交換-ボタンを押すと、計測値は保持され、下図右で示すように LCD 液晶部の時、表示は 1 秒間隔で点滅します。

ストアモード画面に表示されます。青い点線で囲われた表示値はその後フルバッテリ：

バッテリ残量少量：：

要バッテリ交換：点滅する。

2. キーボタンの使い方
１） On/Off ボタン-WPM ON ：LCD が表示されるまで ON/OFF ボタンを押す⇒-WPM OFF ：ボタンを押し、その後 On/Off ボタンを離す
２） LCD バックライトボタン-表示値が点滅している間、“Enter&Menu”ボタンを押すと、表示値は保存さ-このボタンが押される度に LCD バックライトが On/Off するれます。“Store ボタン”が押された場合、表示値は保存されずに LCD 画面-夜間や暗い場所で LCD 画面が見えない時等この LCD バックライトはは計測モード画面に戻ります。

有効です。
３） デバイスモードボタン-保存する値が点滅時に、Up／Down ボタンを押すと、前回保存した値が-このボタンは光パワー計測モード(PM)と外部レーザによる入射損失モードチェックできます。その際、計測された値は保存されません。

(PMIL)の切替に使用-押す度に動作モードが変わります PM⇒PMIL⇒PM

データコントロルズ株式会社〒110-0005 東京都台東区上野 3-17-4

TEL：03-3836-5611-計測値を一度保存すると、Up/Down ボタンで確認できます。

FAX：03-3836-5614

info@dci.jp

PPI-WPM-16 パワーメータ操作マニュアル

http://www.dci.jp-計測値を保存した後、Store ボタンを押すことで、LCD 画面は計測モード-Zero セット

画面にもどります。

計測値が読込まれた値と異なる場合、Zero ボタンを押してオフセットを-保存した値を削除する場合、保存モード画面で削除したい値を Up/Down で制御する表示させ、その後 Zero ボタンで削除。Zero ボタンを 2 秒以上押すことでa.WPM と光源の間に参照コードを接続する保存された値を一括削除することもできます。

b.レーザ光源を ON にする※保存モード画面の“波長表示(Wavelength Display)”で示される数値はc.計測値が点滅している間ゼロボタンを押し、ゼロセットにする

保存された値の波長とシリアル番号を示します。
-1000 桁と 100 桁は波長を示します-1～16 の番号は各波長を次の順に表します：
1XX [1270nm], 2XX [1290nm], 3XX [1310nm], 4XX [1330nm], 5XX [1350nm],6XX [1410nm], 7XX [1430nm], 8XX [1450nm], 9XX [1470nm], 10XX [1490nm],11XX [1510nm], 12XX [1530nm], 13XX [1550nm], 14XX [1570nm],
15XX [1590nm],16XX [1610nm]

d.Up/Down ボタンでレーザ光源の示す実際値と同じ様にセット-10 桁と 1 桁は<シリアル番号>：01～99(数値が大きい程後に保存されたe.ゼロボタンを押してセット完了するデータとなります)-ゼロセットをデフォルト（工場出荷時）戻す-保存データのメモリーは波長毎に並べられていません。従って保存された

a.ゼロボタンを 2 秒以上長押しデータは波長ごとに区分されることなく保存された順に表示されます。

b.LCD 部に下記のように“RESET”が 1 秒程表示され、これによりゼロセット値がデフォルトに戻り、通常の計測状態に戻ります。

3. 操作手順1）PM：パワーメータ（光計測モード）
計測方法
a. テストパワーの承認方法。初期のモードは PM:光計測モード
他のモードを使いたい時、PM モードからデバイスモードを押して他のモードを選択-保存方法

b. PM モードを選択した場合、計測された入力パワーのデータが表示されます。

２）キーボタン方法の 8)保存ボタンを参照してください。

-波長選択
波長は自動的認識されます：1310/1490/1550/1625 μm
データコントロルズ株式会社〒110-0005 東京都台東区上野 3-17-4

TEL：03-3836-5611

FAX：03-3836-5614

info@dci.jp

PPI-WPM-16 パワーメータ操作マニュアル

http://www.dci.jp

2)PMIL(外部レーザによる入射損失計測)-ゼロセットをデフォルト（工場出荷時）戻す-操作方法

a.ゼロボタンを 2 秒以上長押しa.デバイスモードで PMIL(外部レーザによる入射損失計測)モードを選択

b.LCD 部に下記のように“RESET”が 1 秒程表示され、これによりゼロセット値

b.ケーブル又は被テストデバイス（DUT）を外部レーザ光源と WPM パワーメータがデフォルトに戻り、通常の計測状態に戻ります。の間に接続する
c.Enter&Menu ボタンを押し、PMIL 計測を行う。ケーブルテストに先だってゼロセット(キャリブレーション)を行う-ゼロセットa.参照コードを外部レーザ光源と WPM の間に接続する-保存方法

b.Enter&Menu ボタンを押し、PMIL を行う

２）キーボタン方法の 8)保存ボタンを参照してください。

c.計測値が安定したら、ゼロボタンを押す。この時計測値は点滅します。

d.ゼロボタンを押し、終了。この時計測値は 0.00dB となります。

データコントロルズ株式会社〒110-0005 東京都台東区上野 3-17-4

TEL：03-3836-5611

FAX：03-3836-5614

info@dci.jp