サーマルイメージカメラ MC320シリーズ
ガラス表面
MC320G/MC320GHT

金属、セラミックス
火炎越し
MC320M
MC320F/MC320MHT/MC320FHT★4.8～5.2μm★3～5μm200～800℃
400～1600℃★3.9μm

150～500℃
200～800℃
400～1600℃

200～800℃
400～1600℃

特徴
最小測定スポット径：φ0.7mm/76ｍｍにて測定画素数：320ｘ240
測定レート：60Hz 又は 9Hz
高精度：読み値の±2℃ 又は ±2%
洗練されたデザイン
周囲温度 50℃まで、冷却不要冷却ジャケット（オプション）で周囲温度100℃まで設置可能

MC320

NEMA-4 準拠のハウジングを準備、屋外での使用が可能
メンテナンスフリー
太陽光や人工光の影響を受けずに測定が可能
LAN経由によるリモート監視
リアルタイムデジタルイメージ伝送
高速イーサネットに対応
生産現場に合ったプロセス制御用のアプリケーションを提供

測定/解析用ソフトウェア
LumaSpec RT （別売）

測定/解析用ソフトウェア：LumaSpec RT analyzer
リアルタイム測定
32点までの測定箇所指定
時系列、ヒストグラム、アラーム表示、3D表示など
EXCELへのデータ出力
ビデオファイル出力
アプリケーション例：

金型温度

ファーネス扉のシール温度監視

用紙巻取り
ロール温度測定

材料劣化監視仕様
型式:

MC320G

温度範囲:

200～800℃

MC320M
150～500℃
200～800℃

MC320F200～800℃

型式:

MC320GHT

MC320MHTMC320FHT

温度範囲:

400～1600℃

400～1600℃

400～1600℃

測定波長：

4.8～5.2μm
非冷却型平面アレイセンサ

センサ：
画素数：

3～5μm
マイクロボロメーター

320ｘ240

精度：±2℃

測定画角（FOV)：

21.6°（HFOV) 詳細は、レンズ仕様を参照

又は±2% (読み値に対して）

測定距離：
測定レート：

30ｃｍ ～ ∞60Hｚ（標準）、

9Hz（Eシリーズ）

放射率：

10.0～

100.0％

0.1％

単位

透過率：

10.0～

100.0％

0.1％

単位

最小検知温度（NETD)：
A/Dビット数：

0.06℃
16bit

（30℃にて）インターフェース：アナログ：

コンポジットビデオ出力（NTSC)

デジタル：

Gビットイーサネット、100Base T

イーサネット

電源コネクタ：6ピン、LEMO-0K
接続コネクタ：イーサネットコネクタ：3ピン、RJ45
トリガ：M8円筒型コネクタ：BNC

供給電源:

DC12～30V、消費電力

保護規格:

IP54

耐振動：
本体ハウジング:

3G (IEC60068-2-6/JIS C 0040)

電気絶縁：
動作温度:

電源コネクタとIOとイーサネットコネクタは、互いに絶縁

保管温度:-20 ～ +70℃

相対湿度:

結露しないこと

取付方向:

全方向

重量:
外形寸法：

1kg

;

13Wmax

NEMA4

アルミハウジング、MIL-DTL-5541F,

RoHS適合0 ～ 50℃

82ｍｍｘ83ｍｍｘ179ｍｍ（WxHxD)(但し、レンズ部を除く）

外形図

レンズは、標準型の場合です。その他のレンズは、レンズ仕様を参照下さい。

3.9μm

レンズ仕様レンズ呼称（HFOV)
型式
画角（FOV)
水平画角（HFOV)
垂直画角（VFOV)
空間分解能（IFOV)
測定距離
測定スポット径（*1）
測定範囲（*1）
外形寸法

21.6°
Standard Lens
21.6°
16.3°
1.2mrad300mm～∞
φ1.1mm114ｘ86mm-（*1）最短測定距離における値です。
ピクセル（画素）と測定スポット径の関係

Distance = 1.0m

Distance = 2.5m

MC320 Standard Lens
0.38 m x 0.29 m
1 pixel = 1.2 x 1.2 mm
0.95 x 0.72 m
1 pixel = 3.0 x 3.0 mm

最小測定スポット径は、3ｘ3ピクセル（画素）で定義されます。

システム構成例
リアルタイムで測定を行なうシステムです。
Option : LumaSpec RT

MC320

使用ソフトウェア： LumaSpec RT Analyzer（別売）

自動制御システム
イーサネット経由でデジタル入出力のI/O拡張、アナログ出力により、制御システムを構築できます。

MC320
Option : LumaSpec RT

使用ソフトウェア： LumaSpec RT Control（別売）
拡張I/Oユニット： デジタル入力、デジタル出力、アナログ出力 など

VCエンクロージャー (オプション)•屋外や工場屋内にて、雨雪や高温、直射日光からMC320を保護するように設計されています。
•動作温度0〜65℃（オプションのヒーターで、-40～65℃にて動作できます）
207mm
609.6mm103.5mm

162.4mm

174.6mm
114.3mm171.5mm257.1mm

82.6mm

57.2mm266.7mm294.5mmシステム構築例
VCエンクロージャー(MC320内蔵)
Ethernet

Control Room

プラント内ネットワークにて、プラント内でアラームや監視等可能

ご注文について光学系（レンズ）は、注文の際にご指定下さい。
標準付属品：
イーサネットケーブル：2ｍ、電源ケーブル：2ｍ、電源ユニット：100-240VAC,（47-63Hｚ）
PCI/Gigabit イーサネットカード （PCで異なりますので、使用するPCを予めご連絡下さい。）
レンズキャップ、マニュアル（CD－ROM）
321M8608

MC320M, 3-5 μm, 60 Hz, Standard Lens, Remote Focus, 150-500℃, 200-800℃

321M8908

MC320ME, 3-5 μm, 9 Hz, Standard Lens, Remote Foc., 150-500°C, 200-800℃

321M3608

MC320MHT, 3-5 μm, 60 Hz, Standard Lens, Remote Focus, 400-1600℃

321M3908

MC320MHTE, 3-5 μm, 9 Hz, Standard Lens, Remote Focus, 400-1600℃

321F5608

MC320F, 3.9 μm, 60 Hz, Standard Lens, Remote Focus, 200-800℃

321F5908

MC320FE, 3.9 μm, 9 Hz, Standard Lens, Remote Focus, 200-800℃

321F3608

MC320FHT, 3.9 μm, 60 Hz, Standard Lens, Remote Focus, 400-1600℃

321F3908

MC320FHTE, 3.9 μm, 9 Hz, Standard Lens, Remote Focus, 400-1600℃

321G5608

MC320G, 4.8-5.2 μm, 60 Hz, Standard Lens, Remote Focus, 200-800℃

321G5908

MC320GE, 4.8-5.2 μm, 9 Hz, Standard Lens, Remote Focus, 200-800℃

321G3608

MC320GHT, 4.8-5.2 μm, 60 Hz, Standard Lens, Remote Focus, 400-1600℃

321G3908

MC320GHTE, 4.8-5.2 μm, 9 Hz, Standard Lens, Remote Focus, 400-1600℃

812-0302-01

VCエンクロージャー

本社本社〒569-0835
大阪府高槻市三島江1丁目5番4号〒569-0835
大阪府高槻市三島江1丁目5番4号: 072-678-3453: 072-678-3516
Tel Tel: 072-678-3453
FaxFax: 072-678-3516
パイロメータ営業部
パイロメータ営業部〒221-0063
横浜市神奈川区立町6丁目1番
ANNI横浜EAST4Ｆ〒221-0063
横浜市神奈川区立町6丁目1番
ANNI横浜EAST4Ｆ: 045-438-1191: 045-438-1192
Tel Tel: 045-438-1191
FaxFax: 045-438-1192

東京支店
横浜営業所
名古屋支店
名古屋営業所
高砂営業所
岡山営業所
広島営業所
北九州営業所
大分営業所
長崎営業所
高槻工場
長崎工場

Tel : 03-3454-3691
Tel : 045-438-45660562-57-2680
Tel : 052-689-5611
Tel : 079-444-1300
Tel : 086-448-5421
Tel : 082-568-5099
Tel : 093-671-5834
Tel : 097-558-3222
Tel : 095-871-0115
Tel : 072-678-1313
Tel : 095-871-0115

Fax : 03-5422-7815
03-5442-7815
Fax : 045-438-4568
0562-57-2681
Fax : 052-601-5951
Fax : 079-444-1301
Fax : 086-444-9149
Fax : 082-568-5098
Fax : 093-662-3652
Fax : 097-552-3131
Fax : 095-871-1001
Fax : 072-679-2006
Fax : 095-871-1001