酸 素 計

取 扱 説 明 書
●この取扱説明書は、必要なときにすぐ取り出して読めるように、できるだけ身近に大切に保管してください。
●この取扱説明書をよく読んで理解した上で正しくご使用ください。

目次

包装内容物の説明 ....................................................................................................... １
オプション（別売） ................................................................................................... １
１．はじめに ............................................................................................................... ２□シンボルマークの説明 ............................................................................... ２□安全にご使用いただくために ................................................................... ３
２．各部の名称とはたらき ....................................................................................... ５□ガス検知器本体 ........................................................................................... ５□LCD 表示（ガス濃度画面） ...................................................................... ６□LCD 表示（通常機能表示） ...................................................................... ６□LCD 表示（エラー表示） .......................................................................... ７
３．使用方法 ............................................................................................................... ８
３－１ 初めてご使用になる場合 ................................................................. ８
3-1-1 電池の挿入 .......................................................................................... ８
3-1-2 安全ピンアダプタの取り付け方法 .................................................. ８
３－２ 使用手順 ............................................................................................. ９①電源を入れる ............................................................................................ ９②ガス検知 ................................................................................................ １０③電源を切る ............................................................................................ １１□ガス警報動作 .......................................................................................... １１
３－３ 通常動作状態での機能 ................................................................. １２
3-3-1 AIR 調整（ゼロ調整） .................................................................. １２
3-3-2 ピークホールド機能 ...................................................................... １２
3-3-3 バックライト .................................................................................. １３
3-3-4 LCD 表示の上下反転 ..................................................................... １３
3-3-5 データロギング .............................................................................. １４
3-3-6 暑さ指数表示 .................................................................................. １４

３－４ ユーザーモード ............................................................................. １７
3-4-1 ユーザーモードでの起動 .............................................................. １７
3-4-2 ユーザーモードでの操作方法・機能説明................................... １７
3-4-3 ユーザーモードの終了 .................................................................. １８
3-4-4 各モードの詳細 ............................................................................... １８(A) 警報履歴表示（AL History） ......................................................... １８(B) TxC 警報 ON/OFF 切替え（TxC ON/OFF） ............................ １９(C) 音量設定（Volume Set）............................................................... １９(D) 時計合わせ（Clock Adj） .............................................................. ２０(E) WBGT 設定レベル変更（WBGT Level） .................................... ２１(F) Bluetooth ON/OFF 切替え（BLE ON/OFF）.............................. ２２４．消耗品の交換方法 ........................................................................................... ２３□電池の残量表示および交換方法 ........................................................... ２３□フィルタエレメントの交換 ................................................................... ２４
５．保守点検 ........................................................................................................... ２５□主な交換部品 ........................................................................................... ２５□お手入れ ................................................................................................... ２５□日常点検 ................................................................................................... ２６□定期点検 ................................................................................................... ２６６．故障とお考えになる前に ............................................................................... ２７
７．保証書と web ユーザー登録 ......................................................................... ２７８．仕様................................................................................................................... ２８
９．廃棄について ................................................................................................... ２９
１０．検知原理 .......................................................................................................... ２９
１１．用語の説明 ...................................................................................................... ３０
付録．専用アプリ（Utility For Gas Detector）） .................................................. ３１
A-１．Utility For Gas Detector について ....................................................... ３１
A-２．対応する端末 ...................................................................................... ３１
A-３．言語設定について ............................................................................... ３１
A-４．Utility For Gas Detector のインストール ............................................ ３１□iOS の場合 ........................................................................................ ３１□Android の場合 ................................................................................. ３２□Utility For Gas Detector のアンインストール ................................... ３２
A-５．検知器と接続する手順 ........................................................................ ３３
A-６．デバイス選択画面 ............................................................................... ３４
A-７．濃度データ画面 .................................................................................. ３５
A-８．温湿度 WBGT 画面 ............................................................................. ３６
A-９．設定メニュー画面 ............................................................................... ３７□メール送信機能を有効にする手順について ..................................... ３８□メール送信設定について .................................................................. ３９□アカウント設定について .................................................................. ４１□ユーザー設定について...................................................................... ４２
A-１０．メール本文の記載内容 .................................................................... ４３

－ 包装内容物の説明 －包装箱の中に、下記のものが入っています。ご使用前に必ずすべてがそろっているか確認してください。作業には万全を期していますが万一製品に破損や欠品がございましたら、お手数ですがお買上げ店または弊社までご連絡ください。
名

称

数量

酸素計

1

安全ピンアダプタ（C-29）（取付ねじ 2 本付属）アルカリ乾電池

単4形

パナソニック(株)

1

LR03

2

（ガス検知器に入っている電池含む）
検査成績書／保証書

1

取扱説明書

1

web ユーザー登録のご案内

1

機器本体に内蔵されている電池は、工場調整に使用したものです。
付属の電池と交換してお使いになることをおすすめします。

オプション（別売）
名 称
レザーケース型式

備考
機器全体を覆い、汚れや小雨の浸入を防止

C-30

します。
機器全体を覆い、汚れや小雨の浸入を防止します。また、耐熱材料を使用しています

耐熱レザーケース

ので一時的な高温の輻射熱等に対し機器のC-31

温度上昇を軽減します。
(機器の使用温度範囲は変わりません。)
アリゲータクリップセット

胸ポケット等に引掛けて使用する場合に、ST-19

機器に取り付けて使用します。
ガス検知器を周囲に溝のないタイプのヘル

ST-6

メットに装着することが出来ます。

ヘルメットクリップセット

ガス検知器を周囲に溝があるタイプのヘル

ST-6A
校正点検治具
校正点検用缶ガス
ログデータ収集セット

メットに装着することが出来ます。
指示精度の点検やスパンガス校正に使用しEG-126(XOC-353Ⅱ共通)ます。(校正用ガスは別売)－

プッシュ缶型で、点検・校正に使用します。

XOC-353ⅡL

ロギングデータをパソコンに取り出すセッ（XOC-353Ⅱ共通）

－１－

トです。

はじめに

1.はじめに
このたびは、酸素計 XO-353ⅡBT（以下「ガス検知器」または「本器」という）をお買上げいただき、誠にありがとうございます。正しくお使いいただくために、必要なときにすぐ取り出して読めるように、できるだけ身近に大切に保管してください。
本器は、あらかじめ設定された値（警報レベル）のガス濃度を検知するとブザー、
ランプおよび振動によって警報を発し、酸素欠乏による事故の未然防止にお役立ていただくためのガス検知器です。
他のガス検知器を使用したことのあるないに関わらず、この取扱説明書をよく読ん
で内容を理解してください。本器を使用目的以外には使用しないでください。また、取扱説明書に書かれていない使用方法では使わないでください。

シンボルマークの説明
本文中に危険、警告、注意、メモのマークが出てきます。これらのマークの定義は下記の通りです。
回避しないと、死亡または重傷を招く切迫した危険な状況の発生が予見される内容を示しています。
回避しないと、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況が生じることが予見される内容を示しています。
回避しないと、軽傷を負うかまたは物的障害が発生する危険な状況が生じることが予見される内容を示しています。
取扱い上のアドバイスを意味します。

－２－

はじめに

1.はじめに（つづき）

安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために、下記の事項を必ずお守りください。
・本器がガス警報を発しましたら、直ちに酸素欠乏の事故を防ぐた
めに必要なすべての処置をしてください。
・機械的衝撃等により万一センサから液漏れが発生し、衣類等に付着した場合は早急に水洗いしてください。また目、耳等に入った
場合は、応急処置として水洗いをし、至急医師の診察をお受けください。

・電源を入れる時は、必ず正常空気中で行ってください。自動的にAIR 調整（ゼロ調整）を行いますので、ガス雰囲気中で行うと誤ったガス濃度が表示されます。
・本器は保安機器です。使用前には日常点検を実施してください。
（「日常点検」P26 参照）
・ガス検知口が衣服等で覆われたり、ふさがれないように装着してください。覆われたり、ふさがれたりするとガス検知ができません。
・ブザー放音孔を押さえたり、ふさいだりしないでください。警報
音が小さくなります。
・ガス検知口のフィルタエレメントは、清浄で乾いた状態でお使いください。フィルタエレメントが汚れていたり、水分が付着していると、正常な検知ができません。
・酸素センサの推奨交換周期は 1 年です。推奨交換周期を過ぎると正常な検知ができない場合がありますので、推奨交換周期を目安に交換してください。（「5.保守点検」P25 参照）
・本器は防爆構造ではありません。可燃性ガスの存在するおそれのある場所では使用しないでください。

－３－

はじめに

1.はじめに（つづき）
・長期間ご使用にならない場合は電池を抜いて保管してください。電池の液漏れを生じるおそれがあります。
・分解、改造等はしないでください。機器の性能を損なうおそれがあります。
・定められた法律・規則に準拠してご使用ください。
・高温多湿の場所、低温低湿の場所、車内等での保管や長期放置をしないでください。機器の性能を損なうおそれがあります。
・使用温度／湿度／圧力範囲外での使用および急激な温度／湿度／圧
力変化は避けてください。機器の性能を損なうおそれがあります。
・大きな気圧変化は避けてください。機器やセンサの性能を損なった
り破損したりするおそれがあります。
・落としたり、ぶつけたり等の強い機械的衝撃や強い振動などは避けてください。機器の性能を損なうおそれがあります。
・万が一落としたり、ぶつけたりして指示値が変動した場合には、安定するまで待ってからご使用ください。
・本器が結露した場合は、水分を除去して完全に乾燥させた後に点検をしてからご使用ください。
・雨天などで本器に水が付着した場合には、ご使用後すみやかに本器の表面の水を乾いた布等で拭き取ってください。
・ガス検知口を指で直接押すなどしてフィルタエレメントを変形させないでください。破損してフィルタ性能が損なわれる可能性があります。
・検知対象ガス以外のガス、溶剤の蒸気等（水素、NOx、SOx、アルコール等）も検知する場合がありますので測定環境を考慮してご使用ください。
・測定環境の気圧が標準気圧と異なる場所（例えば、標高の高い場所など）での測定は、酸素センサが圧力依存を受けるため測定値の圧力補正を行ってください。
・ガスセンサには有害な物質が含まれています。廃棄する場合は、産業廃棄物として処分してください。
・低温で使用する場合、電池特性により電池使用時間が常温時より短くなります。
・無線機や NFC 機能付きの機器から離して使用してください。使用中に無線機を近づけると電波の影響で指示値のフラツキや警報を発する場合があります。
・振動警報は装着箇所により気付きにくい場合がありますので注意してください。

－４－

各部の名称とはたらき

2.各部の名称とはたらき
ガス検知器本体
④

⑨ ②

⑨
⑩
③

⑨

⑧

⑥
⑦
⑤

⑨

名

No.

①

称

備

考

①

電源（ピーク）スイッチ

電源の ON／OFF やピークホールド機能を使用するときに使います。

②

エアー調整スイッチ

AIR 調整（ゼロ調整）を行うときや、液晶表示を
上下反転させるときに使用します。

③

▽スイッチ

設定変更時下側へのカーソル移動に使用します。

④

液晶表示

ガス濃度等を表示します。

⑤

ガス検知口

酸素を検知するところです。

⑥

センサカバー（穴なし）

本機器では使用しない部分を保護します。

⑦

センサカバー

ガスセンサの収納部カバーです。

⑧

電池蓋

電池収納部蓋です。

⑨

警報ランプ

警報を発すると点滅します。

⑩

ブザー

警報音を発します。

－５－

各部の名称とはたらき

2.各部の名称とはたらき（つづき）

ＬＣＤ表示（ガス濃度画面）
⑤

①
②

④

③

No.

内容

①
②
③
④
⑤

電池残量表示関連ページ
P23

酸素濃度表示－データロギング表示

P14

暑さ指数表示P14

Bluetooth 機能 ON 表示

P22

ＬＣＤ表示（通常機能表示）
LCD 表示表示内容
Battery OK 表示

関連ページ

電池挿入直後に表示されます。
表示されない場合は電池残量が少ないか、電池の挿入
向きが逆になっている可能性があります。

P8、P23

Air Adj OK 表示
AIR 調整（ゼロ調整）が正常に行われたことを表します。

P12PEAK 表示
最小値を表示します。酸素濃度が上がってもピークホールド機能を解除するまでは指示値は戻りません。

P12

Alarm 1 表示設定された 1 段目警報値にガス濃度が達したことを表
します。

P11

Alarm 2 表示設定された 2 段目警報値にガス濃度が達したことを表
します。

－６－

P11

各部の名称とはたらき

2.各部の名称とはたらき（つづき）

ＬＣＤ表示（エラー表示）
エラー表示

エラー内容

原因
1. 電 源 投 入 時に発生した場合は、何らかのガスが介在した可能性があります。

酸素センサ調整エラー
濃度表示部に「Air Adjust
Error」を点滅表示

2. セ ン サ が 正
しく取り付けられていない可能性があります。

処置
1.電源投入時に発生した場合
は、電源を切り、正常空気中で電源を入れ直してください。それでも復旧しない場合は酸素センサ異常またはセンサ寿命が考えられますので、修理またはセンサ交換を依頼してください。
2. 酸素センサの取付状態を確認してください。
酸素センサが正常に取り付けられているのに本エラーとなる場合は修理またはセンサ交換を依頼してください。

電池電圧低下故障ではありません。
電池交換をしてください。
（P23 参照）

内蔵時計用電池切れ
暖機運転中(P9 参照)の各
警報設定値表示時に「Clock Battery Error」を表示

内蔵時計用電池の電圧低下

内蔵時計用電池の交換は修理を依頼してください。
単 4 形アルカリ乾電池を機器から抜いた際に、時刻がリセットされますが、他の機能には影響ありません。

本体エラー「Detector Error」を表示

本体異常修理を依頼してください。

オーバーレンジ
濃度表示部に「OL」を表示

濃度上限超え故障ではありません。
ガス濃度が低下すれば濃度を表示します。

電池切れ「Battery Error」を表示

内部通信エラー
右下に「E」と赤色で表示

ロギング等が正常に行われていません。

－７－

電源を切り電池を抜いて 30 秒
たってから、電池を再度入れて電源を再投入してください。復旧しない場合は、修理を依頼してください。

使用方法

3.使用方法３－１

初めてご使用になる場合

3-1-1 電池の挿入
付属の電池を挿入します。（「消耗品の交換方法」P23 参照）
電池挿入後は『Battery OK』の表示が出るま
で機器は操作出来ません。表示が出ない場合
は電池を一旦取り出し、再挿入して確認して
ください。

3-1-2

安全ピンアダプタの取り付け方法
安全ピンアダプタを機器本体に取り付けることにより、安全ピンでの装着が可
能になります。下図のように電池挿入部の上側 2 箇所に付属の取付ねじ 2 本で固定します。

安全ピンアダプタ

取付ねじ・付属の取付ねじ（T2.6×6）以外は使用しないでください。
・ドライバーはプラスドライバー（先端サイズ No.1）を使用してください。
・安全ピンで指等を刺さないようにご注意ください。
・安全ピンアダプタを装着する際、身体を傷つけないようにご注意ください。
・機器はなるべく顔の近くに装着されることをおすすめします。
安全ピンを取り付けた後、衣服等にピン穴が残ります。あらかじめご了承ください。

－８－

使用方法

3.使用方法（つづき）

３－２ 使用手順
検知作業を行う前に「日常点検」（P26 参照）を必ず行ってく
ださい。

手 順

①

電源を
入れる

１

暖機
運転

〈ガス濃度画面〉
を表示

２

検知
する

３

電源を
切る

電源を入れる
電源を入れる時は、必ず正常空気中で行ってください。自動的に AIR 調整（ゼロ調整）を行いますので、ガス雰囲気中で行うと誤ったガス濃度が表示されます。
［電源（ピーク）スイッチ］を〈AL1 警報設定値〉が表示されるまで押し続けます。ブザーが『ピッ』と鳴り、LCD に〈コーポレートマーク〉、『ON』とカ
ウントダウン『3』→『2』→『1』が表示され、『ピッピッピッピー』と鳴ったらスイッチを離します。
続いて自動的に〈AL1 警報設定値〉、〈AL2 警報設定値〉を表示します。〈AIR調整〉が終了し暖機運転が完了すると〈23.0vol%&時刻表示〉画面を表示し、『ピッピッピッ』と鳴って〈ガス濃度画面〉になります。

〈コーポレートマーク〉〈AL2 警報設定値〉〈AL1 警報設定値〉〈AIR 調整〉 〈23.0vol% & 時刻表示〉〈ガス濃度画面〉

・本器は、スイッチ操作を行うと、LCD 表示のライト（バックライト）が約 5 秒間点灯
して自動消灯します。
・暖機運転時間は通常約 40 秒間程度、最長で約 2 分 30 秒間あります。
・暖機運転中のスイッチ操作は電源 OFF および画面の上下反転(P13 参照)のみ有効です。
・エラーが表示された場合は「エラー表示」P7 を参照してください。
・〈23.0vol% & 時刻表示〉で画面に表示される数値（23.0vol%）は酸素センサの寿命を表しています。この値が 20.9vol%を下回っている場合はセンサ交換が必要です。

－９－

使用方法

3.使用方法（つづき）②

ガス検知〈ガス濃度画面〉になるとガス検知可能です。
→「LCD 表示」P6 参照→「ガス警報動作」P11 参照〈ガス濃度画面〉

・AIR 調整（ゼロ調整）は、必ず正常空気中で行ってください。
ガス雰囲気中で行うと誤ったガス濃度が表示されます。
・ガス検知口をふさがないでください。ふさぐと検知できません。
・ガス検知口のフィルタエレメントは、清浄で乾いた状態でお使いください。フィルタエレメントが汚れていたり、水分が付着していると正常な検知ができません。
・ガス検知器の装着は、ガス検知口に雨などの水がかからない
ように、取付方向に注意してください。
・ブザー放音孔を押さえたり、ふさいだりしないでください。
ふさぐと警報音が小さくなります。

・作業環境（温度、湿度等）が変化すると、濃度指示値 20.9vol%がずれる場合があります。そのときは必ず正常空気中で、[エアー調整スイッチ]を長押しして「AIR 調整（ゼロ調整）」（P12参照）を行ってください。

・振動警報は装着箇所によっては気付きにくい場合がありますので注意してください。

スイッチの操作は短押しが約 1 秒の押下、長押しが約 3 秒の押下になります。

－１０－

使用方法

3.使用方法（つづき）③ 電源を切る［電源（ピーク）スイッチ］を〈消灯〉まで押し続けます。
⇒ブザーが『ピッ』と鳴り、『OFF』とカウントダウン『3』、『2』、『1』が表示され、続いて『ピッピッピッ』と鳴って LCD が消灯して電源が切れます。

〈ガス濃度画面〉〈消灯〉

ガス警報動作
酸素濃度が警報レベルに達すると、酸素濃度表示部が赤色の背景に変化し、ブザー断続鳴動、警報ランプ点滅、バックライト点灯および断続振動でガス警報を発します。
1 段目および 2 段目警報は、酸素濃度が警報レベルに満たなくなると、自動的に解除されます。（自動復帰）
警報出力
ガス種

ブザー音

警報ランプ
（4 か所）酸素

1 段目警報2 段目警報19.5vol％

18.0vol％『ピィ、ピィ、ピィ・・・』 『ピィピィピィピィ・・・』の遅い断続鳴動の早い断続鳴動
遅い周期での4 か所順次点滅

早い周期での4 か所順次点滅『Alarm1』と酸素濃度を表示『Alarm2』と酸素濃度を表示遅い周期での断続振動

早い周期での断続振動

LCD 表示

バイブ動作

－１１－

使用方法

3.使用方法（つづき）

３－３

通常動作状態での機能

通常動作状態においてスイッチで操作可能な機能を以下に示します。
なお、通常動作状態とは、電源を入れてガス検知可能になった〈ガス濃度画面〉の状態をいいます。
3-3-1

AIR 調整（ゼロ調整）
AIR 調整（ゼロ調整）は、必ず正常空気中で行ってください。ガス雰
囲気中で行うと誤った酸素濃度が表示されます。

通常動作状態にて、［エアー調整スイッチ］を約 3 秒間長押しします。
⇒ブザーが『ピッ、ピッ、ピー』と鳴り、AIR 調整（ゼロ調整）が完了すると『20.9vol%』を表示します。

〈酸素が 21.4%の例〉〈AIR Adj OK 表示〉〈AIR 調整完了〉

・〈AIR 調整中〉に酸素濃度表示部に表示される数値は酸素センサの寿命を表しています。
この値が 20.9vol%を下回っている場合はセンサ交換が必要です。
・ガス雰囲気中などで AIR 調整できない場合は AIR 調整が行われず、表示ももとの指示値から変わりません。
・ガス警報動作中は AIR 調整できません。

3-3-2

ピークホールド機能①

通常動作状態にて、［電源（ピーク）スイッチ］を短押しします。ブザーが「ピッ」と鳴り LCD 上部に『PEAK』表示が点灯
し、以後に検知した酸素濃度のピーク値（最小値）を更新・保持します。
② ピークホールドを解除する場合は、再度［電源（ピーク）スイッチ］を短押しします。ブザーが『ピッ』と鳴り LCD の『PEAK』
表示が消灯し、ピーク値をリセットして通常の〈ガス濃度画面〉（瞬時値表示）に戻ります。

（ピークホールド
表示点灯の例）・ピークホールド機能を設定していても、電源を切るとピークホールド機能は解除されます。
・ピークホールドに設定すると検知したピーク値を更新・保持し、酸素濃度が上がっても指示値はピーク値を保持します。
・ピークホールド状態で警報濃度に達した場合、警報ランプ、ブザー、バイブの動作は通常と同じですが、LCD の背景色は変化しません。

－１２－

使用方法

3.使用方法（つづき）
3-3-3

バックライトLCD のバックライトは、ガス警報を発すると自動点灯し、警報解除になると自動消灯します。また各スイッチを操作してもバックライトが点灯し、操作完了から約 5秒後に自動消灯します。
3-3-4

LCD 表示の上下反転

通常動作状態または通常起動中に[エアー調整スイッチ]を短押しします。ブザーが「ピッ」と鳴り LCD の表示が上下反転します。

〈LCD 表示逆方向〉〈LCD 表示正方向〉・LCD の表示方向は電源を切っても保持されますが、電池を抜くと正方向に戻ります。
・LCD の表示方向は、通常状態だけでなく、ユーザーモード(P17)にも反映されます。通常起動時以外のモードでの起動時には LCD 表示の上下反転はできません。

－１３－

使用方法

3.使用方法（つづき）
3-3-5 データロギング
本器には NFC タグが内蔵されており、時刻・ガス濃度・温湿度が自動的にロギングされます。
・機器の時計がずれている場合、正しい時刻でのデータロギングが出来ません。P20の時計合わせ（Clock Adj）を参照し、機器の時計を合わせてください。
・データのロギングは 5 分周期で行われます。
・NFC タグには 600 個までデータが保存できます。データ保存数の上限を超えた場
合、古いデータから順に上書きされますので、定期的なデータ読み出しをおすすめします。
・温度センサおよび湿度センサは機器内部にあるため、外気とは異なる値を示します。
・ロギングデータを読み出すにはパソコンとログデータ収集セット(別売)が必要です。またロギングデータの読み出し方法はログデータ収集セットの取扱説明書をお読みください。
・右下の『LOG』表示の上に『E』が赤色表示になっている場合、NFCの異常等によりロギング等が正常に行われていません。電源を切り電池を抜いて 30 秒たってから、電池を再度入れて電源を再投入して 〈内部通信エラー〉ください。復旧しない場合は、修理を依頼してください。

3-3-6 暑さ指数表示
本器は暑さ指数(WBGT)の推定値を元に機器に設定された設
定レベル(WBGT Lv)に従って暑さ指数表示を、注意または警戒（緑）、厳重警戒（黄）、危険（赤）の３段階の色で表示します。
温湿度と WBGT 値の関係および各設定レベルでの表示色については P15 を、各段階でのおおよその作業目安は P16 をご参照ください。
・本器は、熱中症を予防できる商品ではありません。ご使用にあたっては、本器の仕様をご理解の上、熱中症対策の目安としてご使用ください。
・本器は、WBGT 値を正確に測定するための機器ではありません。測定値の誤差等により発生する災害については、弊社では一切の責任はおいかねますのでご了承ください。
・本器の装着位置によっては体温や発汗の影響により、WBGT 推定値の誤差が増える可能性があります。
・本器は機器内蔵の温湿度センサにより WBGT 推定値を算出しています。
外気と機器内部の温湿度は誤差が生じるため、WBGT 推定値は目安としてご使用ください。
・温湿度の急激な変化があった場合、安定に時間がかかるため、正確な値を示さない場合があります。
・雨天などで本器に水が付着した場合は、乾燥するまで正確な値を示さない場合があります。
・ストラップ装着やレザーケースを使用する場合は、外気と機器内部の温湿度の誤差が大きくなる可能性があります。
－１４－

使用方法

3.使用方法（つづき）

気温（℃）（乾球温度）

相対湿度（％）
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

20
29
28
28
27
26
25
25
24
23
22
21
21
20
19
18
18
17
16
15
15

25
30
29
28
28
27
26
25
25
24
23
22
21
21
20
19
18
18
17
16
15

30
31
30
29
29
28
27
26
25
25
24
23
22
21
21
20
19
18
17
17
16

35
32
31
30
29
29
28
27
26
25
24
24
23
22
21
20
20
19
18
17
16

40
33
32
31
30
29
29
28
27
26
25
24
24
23
22
21
20
19
19
18
17

45
34
33
32
31
30
29
29
28
27
26
25
24
23
23
22
21
20
19
18
17

50
35
34
33
32
31
30
29
28
28
27
26
25
24
23
22
22
21
20
19
18

55
35
35
34
33
32
31
30
29
28
27
27
26
25
24
23
22
21
20
19
19

60
36
35
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
25
24
23
22
21
20
19

65
37
36
35
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
22
21
20

70
38
37
36
35
34
33
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

75
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
29
28
27
26
25
24
23
22
21

80
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

85
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22

90
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23

95
43
42
41
40
39
38
37
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23

100
44
43
42
41
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24

WBGT 推定値と温湿度の関係（色分けは WBGT Lv1 設定時）
設定レベル(WBGT Lv)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

31 以上

32 以上

33 以上

34 以上

35 以上

36 以上

37 以上

38 以上

39 以上

危険

赤

厳重警戒

黄

28～30

29～31

30～32

31～33

32～34

33～35

34～36

35～37

36～38

警戒、注意

緑

27 以下

28 以下

29 以下

30 以下

31 以下

32 以下

33 以下

34 以下

35 以下

各設定レベルでの WBGT 推定値と暑さ指数表示色

－１５－

使用方法

3.使用方法（つづき）

ＷＢＧＴ値
熱に順化している人

熱に順化していない人 ※

33

32

気流を
感じないとき

30

29

28

26

気流を
感じるとき

気流を
感じないとき区分／身体的作業強度（代謝率レベル）の例
０（安静）
安静
１（低代謝率：軽作業）
・楽な座位
・軽い手作業（書く、タイピング、描く、縫う、簿記）
・手及び腕の作業（小さいベンチツール、点検、組立てや軽い材料の区分け）
・腕と脚の作業（普通の状態での乗り物の運転、足のスイッチやペダルの操作）・立位・ドリル（小さい部分）・フライス盤（小さい部分）
・コイル巻き・小さい電機子巻き
・小さい力の道具の機械
・ちょっとした歩き（速さ 3.5km/h）
２（中程度代謝率：中程度の作業）・継続した頭と腕の作業（くぎ打ち、盛土）・腕と脚の作業（トラックのオフロード操縦、トラクター及び建設車輌）
・腕と胴体の作業（空気ハンマーの作業、トラクター組
立て、しっくい塗り、中くらいの重さの材料を断続的に持つ作業、草むしり、草堀り、果物や野菜を摘む）
・軽量な荷車や手押し車を押したり引いたりする
・3.5～5.5km/h の速さで歩く
・鍛造

気流を
感じるとき

25

26

22

23

23

25

18

20

３（高代謝率：激しい作業）
・強度の腕と胴体の作業
・重い材料を運ぶ・シャベルを使う
・大ハンマー作業・のこぎりをひく・草刈り・掘る・硬い木にかんなをかけたりのみで彫る
・5.5～7.5km/h の速さで歩く
・重い荷物の荷車や手押し車を押したり引いたりする・鋳物を削る・コンクリートブロックを積む
４（極高代謝率：極激しい作業）・最大速度の速さでとても激しい活動
・おのを振るう
・激しくシャベルを使ったり掘ったりする
・階段を登る、走る、7km/h より速く歩く。

※熱に順化していない人とは、「作業する前の週に毎日熱にばく露されていなかった人」をいう。

身体的作業強度に応じた WBGT 値（厚労省：熱中症の予防対策における WBGT の活用について）
－１６－

使用方法

3.使用方法（つづき）

３－４

ユーザーモード

ユーザーモードでは、「警報履歴表示」、「音量設定」、「時計合わせ」、「WBGT 設定
レベル変更」、「Bluetooth ON/OFF 切替」を行います。
・ユーザーモードではガス検知はできません。
・ユーザーモードでの設定内容は、電源を切っても電池を外しても保持されます。
3-4-1

ユーザーモードでの起動
電源 OFF 状態にて、［エアー調整スイッチ］と［電源（ピーク）スイッチ］
を〈メニューモード画面〉が表示されるまで同時に押します。
⇒ブザーが「ピッ」と鳴り、LCD に〈コーポレートマーク〉、『ON』とカウン
トダウン『3』→『2』→『1』が表示され、『ピッピッピー』と鳴ったらス
イッチを離します。

〈メニューモード画面〉〈コーポレートマーク〉

3-4-2

ユーザーモードでの操作方法・機能説明●操作方法
確定【OK】：［エアー調整スイッチ］と［▽スイッチ］の同時短押し。
選択上【Up】：［エアー調整スイッチ］の短押し。
選択下【Down】：［▽スイッチ］の短押し。
戻る【Return】：［電源（ピーク）スイッチ］の短押し。
●機能説明
モード名

機能と設定内容

参照ページ

警報履歴表示AL History

警報履歴の表示P18

TxC ON/OFF

本器では使用しません。

－

機器の音量調整

P19

年月日時分の設定

P20

暑さ指数表示の設定レベル変更

P21

Bluetooth の ON/OFF を切替え

P22

音量設定
Volume Set
時計合わせ
Clock Adj
WBGT 設定レベル変更
WBGT Level
Bluetooth ON/OFF 切替
BLE ON/OFF

－１７－

使用方法

3.使用方法（つづき）
3-4-3 ユーザーモードの終了
ユーザーモードでは、どの表示状態であっても［電源（ピーク）スイッチ］を LCDが消灯するまで押すことで、電源を切ることが出来ます。
3-4-4 各モードの詳細(A)警
警報履歴表示（AL History））
ユーザーモードで起動し（P17 参照）、メニューモード画面で『警報履歴表示（AL History）』を選択した状態で確定【OK】します。選択上【UP】、選択下【Down】
で履歴を順送りできます。
・警報履歴の表示位置は、記録されている最新の日付の位置が表示されます。
・古い履歴を表示させる場合には、選択下【Down】の操作で履歴を古い側に送ることができます。
〈メニューモード画面〉〈警報履歴表示画面〉●表示画面説明
発生日時
対象ガス

詳細表示

●警報履歴詳細表示一覧
詳細表示
AL1 STARTAL2 STARTP

内容
警報 AL1 が警報開始
警報 AL2 が警報開始
警報時のピーク濃度表示

警報履歴は最大で 200 件まで記録されます。200 件を超えると古いものから上書きされます。

－１８－

使用方法

3.使用方法（つづき）(B)TxC 警報 ON/OFF 切替え（TxC ON/OFF））
本器では使用しません。

音量設定（Volume Set））
(C)音
ユーザーモードで起動し（P17 参照）、メニューモード画面で『音量設定（Volume Set）』を選択した状態で確定【OK】します。選択上【UP】、選択下【Down】で音量を変更でき、確定【OK】すると〈最終確認画面〉に進み、もう一度確定【OK】することで『ピッピッ』とブザーが鳴り変更が完了します。

〈メニューモード画面〉〈音量設定画面〉

・設定した値に応じて音量表示が変わります。
・工場出荷時の音量は 3 になります。

〈最終確認画面〉

3(大)

2(中)

1(小)

・音量を変更する場合は、必ず安全管理者等の方が行ってください。
・ブザー音量の設定内容は、電源を切っても電池を外しても保持されます。

－１９－

使用方法

3.使用方法（つづき）(D)時
時計合わせ（Clock Adj））
ユーザーモードで起動し（P17 参照）、メニューモード画面で『時計合わせ（Clock Adj）』を選択した状態で確定【OK】します。年月日時分の変更したい
項目を選択し、確定【OK】します。選択上【UP】、選択下【Down】で数値を変更し、確定【OK】すると〈最終確認画面〉に進み、もう一度確定【OK】することで『ピッピッ』とブザーが鳴り変更が完了します。

〈メニューモード画面〉〈時計合わせ画面〉〈年設定画面〉

設定され
た値に変
わります。

〈最終確認画面で OK した場合〉〈最終確認画面〉

元の値に
戻ります。

〈最終確認画面で Return した場合〉

暦上存在しない日付の設定はしないでください。
日付の進み方に異常が出る可能性があります。

－２０－

使用方法

3.使用方法（つづき））(E) WBGT 設定レベル変更（WBGT Level）
赤、黄、緑の変化点をユーザーモードで変更することが出来ます。ユーザーモー
ドで起動し（P17 参照）、メニューモード画面で『WBGT 値設定（WBGT Level）』を選択した状態で確定【OK】します。下表に従い、設定レベルを選択上【UP】、
選択下【Down】で数値を変更し、確定【OK】すると〈最終確認画面〉に進み、もう一度確定【OK】することで『ピッピッ』とブザーが鳴り変更が完了します。

〈メニューモード画面〉 〈WBGT 設定レベル変更画面〉〈最終確認画面〉

・工場出荷時の設定レベルは Level 1 になります。

・設定レベルの変更は、必ず安全管理者等の方が行ってください。
・設定レベルは、電源を切っても電池を外しても保持されます。

気温（℃）（乾球温度）

相対湿度（％）
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

20
29
28
28
27
26
25
25
24
23
22
21
21
20
19
18
18
17
16
15
15

25
30
29
28
28
27
26
25
25
24
23
22
21
21
20
19
18
18
17
16
15

30
31
30
29
29
28
27
26
25
25
24
23
22
21
21
20
19
18
17
17
16

35
32
31
30
29
29
28
27
26
25
24
24
23
22
21
20
20
19
18
17
16

40
33
32
31
30
29
29
28
27
26
25
24
24
23
22
21
20
19
19
18
17

45
34
33
32
31
30
29
29
28
27
26
25
24
23
23
22
21
20
19
18
17

50
35
34
33
32
31
30
29
28
28
27
26
25
24
23
22
22
21
20
19
18

55
35
35
34
33
32
31
30
29
28
27
27
26
25
24
23
22
21
20
19
19

60
36
35
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
25
24
23
22
21
20
19

65
37
36
35
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
22
21
20

70
38
37
36
35
34
33
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

75
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
29
28
27
26
25
24
23
22
21

80
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

85
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22

90
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23

95
43
42
41
40
39
38
37
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23

100
44
43
42
41
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24

WBGT 推定値と温湿度の関係（色分けは WBGT Lv1 設定時）
設定レベル(WBGT Lv)
LV)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
赤 31以上 32以上 33以上 34以上 35以上 36以上 37以上 38以上 39以上
危険
黄 28～30 29～31 30～32 31～33 32～34 33～35 34～36 35～37 36～38
厳重警戒
警戒、注意
緑 27以下 28以下 29以下 30以下 31以下 32以下 33以下 34以下 35以下

各設定レベルでの WBGT 推定値と暑さ指数表示の関係
－２１－

使用方法

3.使用方法（つづき））(F) Bluetooth ON/OFF 切替え（BLE ON/OFF）
ユーザーモードで起動し（P18 参照）、メニューモード画面で『Bluetooth ON/OFF
切替え（BLE ON/OFF）』を選択した状態で確定【OK】をします。
選択上【Up】または選択下【Down】で ON/OFF を切り替えでき、確定【OK】
すると＜最終確認画面＞に進み、もう一度確定【OK】をすることで『ピッピッ』とブザーが鳴り変更が完了します。

〈メニューモード画面〉〈ON/OFF 切替え画面〉〈最終確認画面〉

・工場出荷時の設定は ON になります。
・ 最大通信距離：1.5m（環境によっては通信距離が短くなります）

・Bluetooth の ON/OFF 設定は、電源を切っても電池を外しても保持されます。必ず安全管理者等の方が行ってください。
・Bluetooth の OFF 設定時には、通信ができません。

－２２－

消耗品の交換方法

4.消耗品の交換方法
電池の残量表示および交換方法
・電池蓋の O リングや、本体と電池蓋のシール面にゴミ等が付着している場合は必ず取り除いてください。ゴミ等がわずかでも挟まると機器内部に水が浸入する原因となります。
・電池蓋を開ける前に必ず水や埃等を除去してください。機器内部に水や埃等が入ると故障の原因になります。
・電池蓋の O リングに傷や破損がある場合は必ず新しい O リングに交換してください。機器内部に水が浸入する原因となります。
・電池は未使用のものをお使いください。
・電池交換の表示が出ていない場合でも、電池残量が少なくなっている場合
は早めの電池交換をおすすめいたします。
・低温環境では、電池特性により電池使用時間が常温時より短くなります。
電池切れになる前に、早めの電池交換をおすすめいたします。
・電源が ON の状態のまま電池を抜かないでください。次回電源 ON 時に誤動作する可能性があります。

電池残量の目安は下図の通りです。電池切れになると『Battery Error』表示になり、ガス検知ができなくなります。（更に電池消耗すると LCD が消灯します）【電池残量】 多い・・・・・・・少ない

電池交換〈電池切れ〉＜電池の交換方法＞①電源が ON の場合は電源を切ります。
②指で電池蓋を右に回し図の位置まで起こします。
③電池蓋を外して電池を交換します。
（電池挿入の際は極性に注意してください。）④電池蓋を外したときと同じ向きで取り付けます。
⑤電池蓋を左に回し元の位置に戻します。
電池向き
＋
－

新品電池に交換しても電池残量が減っている場合には、電池を一旦取り出し、再挿入して確認してください。

－２３－

消耗品の交換方法

4.消耗品の交換方法（つづき）

フィルタエレメントの交換
フィルタエレメントが汚れていたり濡れたりしている場合は新しいものに交換してください。
・フィルタエレメント、センサパッキン、センサカバーは正しく装着してください。ずれた状態で装着するとガス検知性能や防水機能を損なうおそれがあります。
・センサカバーはしっかりと締め付けてください。緩んでいると機器内部に水が浸入する原因になります。
・水がガス検知器内部まで達している場合は修理を依頼してください。正常な検知ができません。
・センサの位置を入れ替えないでください。故障やエラーの原因となり、正常なガス検知ができなくなります。
フィルタエレメントを指などで押したり、突いたりしないでください。破損して、フィルタ性能が損なわれます。

①電源が ON の場合は電源を切ります。
②センサカバーの凸部を機器刻印の CLOSE から OPEN の位置まで回します。
③センサカバーを引き出します。
④センサカバーの内側にあるセンサパッキンをピンセット等で取り出します。
⑤古いフィルタエレメントを取り出し、新しいフィルタエレメントに交換します。
⑥センサパッキンを向きに注意しながら奥まで挿入します。
⑦センサカバーの凸部を機器の OPEN の刻印の位置に合わせながら挿入します。
⑧センサカバーの凸部を機器の CLOSE の刻印の位置まで回します。

センサパッキンフィルタエレメント
センサカバー

センサパッキンは下図を参考に突起がある側をセンサカバー側に向け、間違えないようにセットしてください。またセンサパッキンが奥まで正しく入っていない場合、センサ
カバー取り付けが硬くなる可能性があります。
突起フィルタエレメント

センサパッキン
センサカバー

－２４－

保守点検

5.保守点検本器は精密機器です。製品の性能を維持し、安全を確保していただくためには、
下記の項目に従って点検を実施してください。また、落下等の衝撃を与えた、水に濡れた際の処置を怠ったなど「安全にご使用いただくために」（P3 参照）記載事項に反した場合、および検知範囲外のガス濃度を検知した、使用温湿度範囲外で使用した等「８．仕様」（P28 参照）に記載している範囲外で使用した場合には、随時状況説明を添えて点検（有料）をお申し付けください。
・酸素センサの推奨交換周期は 1 年です。推奨交換周期を過ぎると、正常な検知ができない場合がありますので、推奨交換周期を目安に交換
してください。
・センサの推奨交換周期は高濃度ガスまたは被毒性ガスの接触がなく、適切な保守を実施した場合の目安であり、これを保証するものではありません。

主な交換部品
品名

備考
フィルタエレメントが汚れたり水濡れした場合に、またはフィルタエレメント
1 年に 1 回以上交換。
（FE-2／10 枚入り）（「フィルタエレメントの交換」P24 参照）
電池蓋に変形や O リングに破損がある場合等に交換。
電池蓋（O リング付き）（「電池の残量表示および交換方法」P23 参照）
センサカバーに変形や O リングに破損がある場合に交換。
センサカバー（「フィルタエレメントの交換」P24 参照）（O リング付き）
センサカバー（穴なし）に変形や O リングに破損がある
センサカバー（穴なし／O リング付き） 場合に交換。（「フィルタエレメントの交換」P24 参照）
センサパッキン

センサパッキンに破損がある場合に交換。
（「フィルタエレメントの交換」P24 参照）

交換部品の保証期間はお買上げ日より１ヶ年です。保証条件は製品と同じになります。

お手入れ●機器が汚れている場合は、乾いた柔らかな布、または水を含ませて固く絞った布（拭いても機器が濡れない程度）などで拭いてください。アルコールや洗浄剤などは使用しないでください。

－２５－

保守点検

5.保守点検（つづき）

日常点検
点検項目
ガス検知口部の点検

動作の点検

酸素センサ寿命確認

電池残量の点検

点検内容
ガス検知口がふさがれていないか、フィルタエレメントが汚れ等で目詰りしていないか確認してください。ガスが十分に通気できるように必要に応じて清掃やフィルタエレメントの交換（「フィル
タエレメントの交換」P24 参照）を行ってください。
機器の電源を入れたときに、ブザー音、警報ランプ、バイブレーターが動作し、液晶表示が正しく表示されていることを確認してください。
動作しなければ、お買上げ店または弊社まで点検（有料）をお申
し付けください。
通常起動時の〈23.0vol% & 時刻表示〉または AIR（ゼロ）調整を行った際に表示される酸素濃度表示部の 23.0vol%の値が変化していないことを確認してください。センサ寿命が近づくと23.0vol%未満の値を表示します。この数値が 20.9vol%になるま
でに酸素センサを交換してください。
電池残量があるか確認を行ってください。
電池残量がない場合は、電池交換を行ってください。
（「電池の残量表示および交換方法」P23 参照）
低温時は電池の消耗が早くなりますので、予備電池の準備や、早めの電池交換をおすすめします。

警報性能の点検

機器をガス検知可能状態にし、警報可能濃度のガスを吹き掛けて警報する（警報音、警報ランプ、バイブレーター動作）ことを確認してください。警報しなかったり、濃度指示時に異常を感じた
場合は、弊社まで点検（ガス校正等）をお申し付けください。なお、点検ガス、ガス校正に関しては、お買上げ店または弊社までお問い合わせください。

定期点検●1 ヶ月に 1 回以上は指示精度（「８．仕様 指示精度」P28 参照）の点検を行ってください。
●6 ヶ月に 1 回以上はガス校正を、1 年に 1 回以上は弊社に定期点検を依頼されることをおすすめします（有料）。
水等の浸入を防ぐため、センサパッキンおよび O リング類は定期点検時に同時交換することをおすすめします。

－２６－

故障とお考えになる前に／保証書と web ユーザー登録

6.故障とお考えになる前に修理を依頼される前に、もう一度次の表に従ってお調べください。
※スイッチが操作不能となった場合は、一旦電池を外して、数分後に再度電池を入れ操作してください。
症状

処理

参照ページ

電池の極性が逆電池を正しく入れ直す

電池の寿命

電池を交換する

「消耗品の
交換方法」
P23

警報音量が小さい

警報音量の設定が小さくなっている。

警報音量の設定を見直してください。

「音量設定」P19

LCD にエラーが表示される「エラー表示」P7 参照

電源(ピーク)スイッチを押しても電源が入らない

原因

7.保証書と web ユーザー登録● 保証書とｗｅｂユーザー登録
包装箱の中に保証書とｗｅｂユーザー登録のご案内が入っています。ｗｅｂユーザー
登録は、ご登録いただいた機器情報から保守点検時期やサポート情報などをメール等にてご案内させていただきますので、ぜひこのサービスをご利用ください。
● 保守点検のお願い
お買い上げいただきましたガス検知器は、精密機器です。精度を維持し、安全を確保していただくためには、「５．保守点検」の日常点検および定期点検（P26 参照）
を実施していただきますようお願いします。
なお、日常点検や定期点検について不明な点は、弊社までお問い合わせください。
また、機器の故障修理につきましては、お買上げ店または弊社までご連絡ください。
（送料は、お客様負担とさせていただきます。）● 保証について保証期間中に、取扱説明書に沿った正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

－２７－

仕

8.仕
型
式
検知対象ガス
検 知 原 理ガス採取方式検 知 範 囲（ｻｰﾋﾞｽﾚﾝｼﾞ※1）
指 示 精 度 ※2
（ｻｰﾋﾞｽﾚﾝｼﾞは除く）

様

様
XO-353ⅡBT
酸素
隔膜ガルバニ電池式
拡散式
0～25.0vol％（25.1～50.0vol％）±0.5vol%以内

表 示 分 解 能

0.1vol％

警 報 設 定 値

1 段目：19.5vol%2 段目：18.0vol%

応 答 時 間 ※3
表 示 方 式警 報 方 式

20 秒以内液晶カラーデジタル（バックライト付き）
ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動
電池残量表示、ピークホールド機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、
ガス警報以外の警報機能（センサ異常、センサ断線、電池残量、エアー調整不良）、データロギング機能（NFC によるデータ読み出し）、暑さ指数表示付 属 機 能機能（WBGT 推定値を色で識別）
Bluetooth 通信（Bluetooth Low Energy Ver5.0、対応機器は Bluetooth4.2 以降対応のBLE 通信デバイス、測定データをリアルタイムに取得。送信データはガス濃度、温湿度データ、WBGT データ、警報データ、各種エラーデータ）
保 護 等 級
IP54 相当※4
警 報 音 圧95dB 以上／10cm
使用圧力範囲大気圧（800～1100hPa）
使用温湿度範囲-10～40℃ 30～85％RH（但し、結露なきこと）
電
源
単 4 形アルカリ乾電池（LR03） 1 本
500 時間以上／無警報（Bluetooth／ON で相手側機器と通信確立時）、
連 続 使 用 時 間※5約 5000 時間／無警報（Bluetooth／OFF）（酸素濃度表示が 20.6vol％以上、25℃の場合）
外 形 寸 法W70×D24×H62.5ｍｍ（突起部除く）
質
量
約 78g（電池含む）
標 準 付 属 品
単 4 形アルカリ乾電池(1 本)、安全ピンアダプタ(1 個、取付ねじ付)（上記仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。）※1 あくまでも目安としての指示値を表す検知範囲外のレンジ。
※2 同一測定条件による。サービスレンジは除く。
※3 90％応答の時間とする。（周囲温度は 20±2℃の状態とする）※4 新品の状態において JIS C 0920-2003 保護等級 IP54 に準拠した弊社の試験を満足する防塵防水構造です。但し、この保護等級 IP54 はガス検知について保証するものではありません。
IP54 相当とは、被試験品内を最大 2kPa の減圧状態で粉塵試験を行ったあと起動時の動作に異常がない構造（IP5X 相当）、およびオシレーティングチューブによるあらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼさない構造（IPX4 相当）を意味します。
※5 無警報・バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なります。

－２８－

廃棄について／検知原理

9.廃棄について●本器を廃棄する場合は、産業廃棄物として地域の法令などに従い、適切な処理をしてください。

10.検知原理●隔膜ガルバニ電池式（酸素）
貴金属電極と卑金属電極と電解液より構成され、貴金属電極はテフロン膜を介して空気と接しています。両極に負荷抵抗を接続することにより、電位差を生じるため、次の反応が進行します。
貴金属電極

O2＋2H2O＋4e-→4OH-

卑金属電極

2Pb→2Pb2+＋4e-

この結果、空気中の酸素濃度に比例した電流が貴全属電極から卑金属電極へ外部回路を通して流れます。起電力の温度依存があるため、サーミスタにより雰
囲気温度変化を補償しています。
この酸素センサは原理上圧力の影響を受けます。
標準大気圧（1013hPa）の正常空気中において機器の電源を入れると指示値は20.9vol％に自動調整されますが、酸素濃度は変わらず気圧のみが変動しても指示値は圧力に応じて増減します。
例えば、この状態の機器をそのまま標高1000m（気圧900hPa）の清浄空気中に持って行った場合には指示値は約18.6vol％になります。
また、標高1000m（気圧900hPa）の清浄空気中において機器の電源を入れた
場合も、指示値は20.9vol％に自動調整されます。これを標準大気圧（1013hPa）における酸素濃度に補正する場合は、圧力補正係数900/1013≒0.89を掛算し、補正酸素濃度は20.9vol％×0.89≒18.6vol％となります。

－２９－

用語の説明11.用語の説明
O2：酸素

AIR 調整：正常空気中※でゼロ調整（20.9vol%調整）をすること。
（※正常空気：標準大気であり，乾燥状態での酸素濃度は 20.9vol％∼21.0vol％）（※清浄空気：雑ガス等を含まない清浄な空気）

スパン調整：スパンガスで指示値を調整すること。

防爆構造：電気機器が点火源となってその周囲における爆発性雰囲気に点火することがない
ように電気機器に適用する構造。

vol%：ガスの濃度を体積の百分の 1 の単位で表したもの。

WBGT：Wet Bulb Globe Temperature の略で、労働環境において作業者が受ける暑熱環境
による熱ストレスの評価を行う簡便な指標。

（一部、産業用ガス検知警報器工業会、ガス検知警報器用語、検知管式ガス測定器用語、厚生労働省 HP より引用）

BLE：Bluetooth Low Energy の略。Bluetooth の一部でバージョン 4.0 から追加になった
低消費電力の通信モード。

NFC：Near Field Communication（近距離無線通信）の略。

－３０－

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録.専用アプリ(Utility For Gas Detector)
Ａ－１

Utility For Gas Detector について
「Utility For Gas Detector」はガス検知器と端末を Bluetooth（ブルートゥース）で接続して、ガス検知器で検知したガス濃度や気温、湿度をリアルタイム表示し、警報やエラーを検知した場合に関係部署等にメールで通知するための機能を持つユーティ
リティアプリです。
「Utility For Gas Detector」を正しくお使いいただくために、この取扱説明書を必ずお読みください。
・端末とは、スマートフォン／タブレット のことを指します。

Ａ－２

対応する端末＊iOS
バージョン：10.0 以降＊Android
バージョン：7.0 以降

Ａ―３

言語設定について本アプリは、日本語と英語の表示に対応しています。
・OS の言語が日本語に設定されていると日本語表示に、日本語以外に設定されていると英語表示になります。
・OS の言語設定の手順については、お使いの端末のマニュアルをご参照ください。

Ａ－４

Utility For Gas Detector のインストール

iOS の場合
App Store からインストールします。
① ホーム画面より、App Store を開きます。
② 画面右下の「検索」をタップします。
③ 検索窓をタップします。
④ 「Utility For Gas Detector」と入力して、右下の検索ボタンをタップします。
⑤ 検索結果が表示されます。
⑥ 「入手」ボタンをタップすると、インストールが始まります。
⑦ インストールが完了し、「Utility For Gas Detector」のアイコンがホーム画面に追加
されます。

－３１－

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録.専用アプリ(Utility For Gas Detector)（つづき）

Android の場合
Google Play からインストールします。
① ホーム画面より、Google Play を開きます。
② 画面下部の「アプリ」をタップし、上部の検索窓をタップします。
③ 「Utility For Gas Detector」と入力して、検索ボタンをタップします。
④ 検索結果が表示されます。
⑤ 「インストール」ボタンをタップすると、インストールが始まります。
⑥ インストールが完了し、「Utility For Gas Detector」のアイコンがホーム画面に追加されます。

Utility For Gas Detector のアンインストール＊iOS① 「Utility For Gas Detector」のアイコンを長押しします。
アイコンの左上に×印が表示されます。
② アイコン左上の×印をタップします。
③ 表示されたメニューの「削除」をタップします。
④ “Utility For Gas Detector を削除しますか”というメッセージが表示されたら、削除をタップします。
＊Android① ホーム画面、またはアプリ一覧画面から「設定」画面を開き、「アプリと通知」を選択します。
② 「＊＊個のアプリをすべて表示」をタップすると、インストールされているすべてのアプリが表示されます。
③ アプリ一覧から「Utility For Gas Detector」を選択し、表示されるアプリ情報の「アンインストール」をタップします。
④ 「このアプリをアンインストールしますか？」と表示されるので、「OK」をタップします。

・詳しくは端末のマニュアルに従って操作してください。

－３２－

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録.専用アプリ(Utility For Gas Detector)（つづき）

Ａ－５ 検知器と接続する手順
アプリを起動して検知器と接続する手順は以下の通りです。
① 接続する検知器を起動して、Bluetooth の設定をオンにします。
設定方法は「Bluetooth ON/OFF 切替え（Ｐ23）」を参照してください。
※機器側の Bluetooth が動作しないと本アプリは操作できません。
② 端末の Bluetooth の設定をオンにします。

③ 端末上の「Utility For Gas Detector」のアイコンをタップします。

④ 位置情報についてのメッセージが表示される場合、アクセスを許可します。
⑤ デバイス選択画面が表示されます。接続するデバイスを選択します。
詳細は「Ａ－６ デバイス選択画面 (P34)」を参照してください。
⑥ 検知器との接続が開始され「接続中」のメッセージが表示されます。
⑦ 検知器との接続が完了して、濃度データ画面が表示されます。
詳細は「Ａ－７ 濃度データ画面 (P35）」を参照してください。

・接続した機器が正しいか確認してください。
・位置情報へのアクセスを許可しない場合、(1) 端末によっては検知器との接続ができません。
(2) メール通知で位置情報が添付されません。

－３３－

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録.専用アプリ(Utility For Gas Detector)（つづき）

Ａ－６ デバイス選択画面
Bluetooth 通信でペアリングする検知器を選択するデバイス選択画面のボタンおよび表示について説明します。

②

①

③
No.

④

⑥

⑤

名 称

は

た

ら

き

①

検知器選択エリア

端末がペアリング可能な検知器が表示されます。ペアリング済みの機器にはチェックマークが付きます。
タップして検知器との接続を開始します。
デバイスが多く検知器が表示されていないときは、スワイプして画面を上下にスクロールし、検知器を選択してください。

②

切断ボタン

ペアリング済みの機器との通信を切断します。

③

ホームボタン

デバイス選択画面を表示します。

④

濃度データボタン

濃度データ画面を表示します。

⑤

温湿度 WBGT ボタン

温湿度 WBGT 画面を表示します。

⑥

設定メニューボタン

設定メニュー画面を表示します。

－３４－

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ(Utility For Gas Detector)（つづき）

Ａ－７ 濃度データ画面
検知器で検知中のガス濃度をリアルタイム表示する画面です。表示するガス種を変更したり、温湿度を同時に表示したりすることができます。画面のボタンおよび表示について説明しま
す。

①
④

②

③

⑤
No.
①

②

⑥

名 称

⑦

⑧
は

た

ら

き

温度、湿度ボタン

タップしてチェックマークを付けた項目をグラフ中に表示します。

情報表示

検知中のガス濃度の現在数値と通知周期ごとのデータをリアルタ
イム表示します。ピンチイン、ピンチアウトすると表示を縮小、拡大することができます。※ガス警報時、濃度の現在数値は、背景色
が１段目警報は黄色、２段目警報は赤色に表示されます。
表示するガス情報の数を変更します。
1 ：ガス情報を 1 種類表示します。

③

1、2 ボタン④

ガス種変更

この部分をタップして、表示するガス種を選択します。

⑤

ホームボタン

デバイス選択画面を表示します。

⑥

濃度データボタン

濃度データ画面を表示します。

⑦

温湿度 WBGT ボタン

温湿度 WBGT 画面を表示します。

⑧

設定メニューボタン

設定メニュー画面を表示します。

2 ：ガス情報を 2 種類表示します。
XO-353ⅡBT は酸素濃度のみ表示します。

－３５－

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ(Utility For Gas Detector)（つづき）

Ａ－８ 温湿度ＷＢＧＴ画面
検知器で検知中の温湿度、ＷＢＧＴをリアルタイム表示する画面です。本画面のボタン
および表示について説明します。

①

②

③
No.

④

⑥

⑤

名 称

は

た

ら

き

①

情報表示

検知中の温湿度、ＷＢＧＴの現在数値と通知周期ごとのデータを表示します。ピンチイン、ピンチアウトすると表示を縮小、拡大する
ことができます。

②

通信周期表示データ取得の通信周期を表示します。

③

ホームボタン

デバイス選択画面を表示します。

④

濃度データボタン

濃度データ画面を表示します。

⑤

温湿度 WBGT ボタン

温湿度 WBGT 画面を表示します。

⑥

設定メニューボタン

設定メニュー画面を表示します。

－３６－

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録.専用アプリ(Utility For Gas Detector)（つづき）

Ａ－９設定メニュー画面
検知器本体、メール送信、ユーザー情報を設定する設定メニュー画面のボタンおよび表示について説明します。

①
②
③

④

⑤

⑥

⑦

No.

名 称

は

①

メール送信設定

メール送信のオン／オフや送信条件を設定します。
タップするとメール送信設定画面が表示されます。
詳細は「■メール送信設定について（P39）」を参照してください。

②

アカウント設定

メール送信時の Gmail のアドレスとパスワードを設定します。
タップするとアカウント設定画面が表示されます。
詳細は「■アカウント設定について（P41）」を参照してください。

③

ユーザー設定ユーザーの氏名や電話番号などを設定します。
タップするとユーザー設定画面が表示されます。
詳細は「■ユーザー設定について（P42）」を参照してください。

④

ホームボタン

デバイス選択画面を表示します。

⑤

濃度データボタン

濃度データ画面を表示します。

⑥

温湿度 WBGT ボタン

温湿度 WBGT 画面を表示します。

⑦

設定メニューボタン

設定メニュー画面を表示します。

－３７－

た

ら

き

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ(Utility For Gas Detector)（つづき）

メール送信機能を有効にする手順について
本アプリは、検知器で検知した警報やエラーの情報をメールで通知する機能があります。
この機能を有効にする手順を説明します。
① 本アプリを起動、検知器と接続して、濃度データ画面を表示します。
② 画面下部のタブの設定メニューボタンをタップして、設定メニュー画面を表示します。
③ 設定メニュー画面のアカウント設定をタップします。アカウントの設定を行います。
事前に「Google アカウントの作成」および、「セキュリティの設定の 2 段階認証プロセスを有効にしてからアプリパスワードを生成」してください。
詳細は「■アカウント設定について (41 ページ)」を参照してください。
④ メール送信設定を行います。
詳細は「■メール送信設定について (39 ページ)」を参照してください。
⑤ テスト送信を行います。ここまでの設定が正しくできていると、連絡先に設定されたメールアドレスにテストメールが送信されます。
詳細は「■メール送信設定について (39 ページ)」を参照してください。

・ガス警報、WBGT 警報とそれらの解除を通知できます。
・検知器で発生した、電池エラーとその他のエラー（本体エラー、センサ調整エ
ラー、内部通信エラー等）を通知できます。

－３８－

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ(Utility For Gas Detector)（つづき）

メール送信設定について
①
②
③
④
⑤

⑥
⑦
⑧

⑨

No.

名 称

①

戻るボタン

設定メニュー画面に戻ります。

は

た

ら

き

②

メール送信

メールを送信するかしないかを選択します。
オン：メールを送信します。
オフ：メールを送信しません。

③

送信条件

メールを送信する場合の条件を設定します。
警 報 1：検知器で設定した警報 1 の状態になった場合にメールを送信します。
警 報 2：検知器で設定した警報 2 の状態になった場合にメールを送信します。
エラー：検知器でエラーが発生した場合にメールを送信します。
温湿度：WBGT が 厳重警戒、危険の状態になった場合にメールを送信します。
※バックグラウンド状態のアプリがメールを送信するにはその時の画面が濃度データ画面（35 ページ）である必要があります。

④

警報解除時
送信設定

検知器で警報 1，警報 2 が解除されたときにメールを送信するかしないかを選択します。
オン：メールを送信します。
オフ：メールを送信しません。

⑤

連絡先

連絡先のアドレスを入力します。

⑥

テスト送信ボタン

設定した連絡先にメールをテスト送信します。

⑦

削除ボタン

選択した連絡先を削除します。
削除ボタンをタップし、削除する連絡先を選択して OK をタップします。

－３９－

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ(Utility For Gas Detector)（つづき）
No.

名 称

は

た

ら

き

⑧

追加ボタン

連絡先を追加します。追加ボタンをタップし、連絡先のアドレスを入力し
ます。

⑨

確定ボタン

設定内容を変更した場合にタップし、変更内容を確定します。

・「⑥テスト送信ボタン」を利用するときは、以下をご確認ください。
・アカウントの設定が完了していること(「■ アカウント設定について(P41)」参照)
・「⑤連絡先」を入力後、「⑨確定ボタン」で設定を確定していること－４０－

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ(Utility For Gas Detector)（つづき）

アカウント設定について
①

②

③

④

No.

名 称

は

た

ら

き

①

戻るボタン

設定メニュー画面に戻ります。

②

ID（メールアドレス）

メール送信時の Gmail のアドレスを入力します。

③

パスワード

アプリパスワードを入力します。

④

確定ボタン

設定内容を変更した場合にタップし、変更内容を確定します。

＊Gmail アカウントの作成方法① 下記の Google アカウント作成ページにアクセスします。
https://support.google.com/mail/answer/56256② 画面の手順に従ってアカウントを設定します。
③ 作成したアカウントで Gmail にログインします。
＊Google アカウントの設定 （2 段階認証プロセスを有効・アプリパスワードの生成）ご登録された Google アカウントでログインして、セキュリティの設定の 2 段階認証プロセスを有効にしてからアプリパスワードを生成してください（手順は下記の Google の Web サイトをご覧く
ださい）。
「2 段階認証プロセスを有効にする」 https://support.google.com/accounts/answer/185839「アプリパスワードでログインする」 https://support.google.com/accounts/answer/185833－４１－

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ(Utility For Gas Detector)（つづき）

ユーザー設定について
ユーザー設定で入力した内容は送信されるメール本文に記載されます。
①

②
③
④

⑤

名 称

No.

は

た

ら

き

①

戻るボタン

設定メニュー画面に戻ります。

②

氏名スマートフォン使用者の氏名を入力します。

③

電話番号

スマートフォン使用者の電話番号を入力します。

④

メモ

メモを記入することができます。

⑤

確定ボタン

設定内容を変更した場合にタップし、変更内容を確定します。

－４２－

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ(Utility For Gas Detector)（つづき）

Ａ－１０

メール本文の記載内容

ガス 1 で警報 1 が発生した場合のメール本文を例として説明します。（XOC-353ⅡBT）
From: <newcosmosp@gmail.com>
Date: 2022 年 5 月 23 日(月) 18:54
Subject: ガス濃度警報発生(警報 1) XOC-353ii(型式) 00000002(製造番号)
To: <abc@new-cosmos.co.jp>①

酸素濃度で 1 段目警報が発生しています。

②

ユーザー情報
氏名:秋桜太郎
電話番号:06-1234-5678
位置情報：:https://www.google.com/maps?q=34.72625392492369,135.4668052030126③

メモ:

ガス 1 情報,ガス 2 情報
濃度:18.5vol%,0ppm
1 段目警報閾値:19.5vol%,50ppm
2 段目警報閾値:18vol%,150ppm
温度:23℃①

No.

湿度:46%RH
WBGT 値:19℃
TxC:0
機器番号:00000002
時刻:2022/05/23 18:54:13

名 称

は

た

ら

き

①

通知文

警報内容、エラー内容や警報解除内容を記載します。

②

ユーザー情報ユーザー設定画面で入力した内容を記載します。

③

位置情報

警報やエラーの発生場所を Google マップのアドレスで記載します。
アクセスして、検知器の位置を地図で確認することができます。

－４３－

ＭＥＭＯ

●この取扱説明書を紛失された場合
万一この取扱説明書を紛失された場合は、弊社、最寄りの支社または営業所までご連絡ください。有償にて送付いたします。

●本取扱説明書の記載内容は、改良等のため予告なく変更する
場合があります。
代理店・販売店

URL www.new-cosmos.co.jp

XO-353ⅡBTT（02）●●.●●