Digital Thread Depth Gauge

デジタル式ねじ深さゲージ

液晶表示画面位置は常に正面有効径と有効深さを同時測定
回転ハンドルでねじゲージをねじ込み,通り検査をすると同時にねじの有効深さをデジタル表示器で読み取ることができます
Screw the Go thread gauge using rotary handle
to inspect the pitch diameter as well as to measure
the eﬀective depth of threaded hole in one
measuring operation. The depth can be read on
the digital display

Digital display always facing toward
operator

最小表示量0.01㎜

Display resolution of 0.01mm

大きな文字サイズ

高さ11.5㎜

Height of digits 11.5mm

・ スリープモード搭載
Sleeping mode after 10 minutes of no use
・ 液晶表示器のみ防水機能 IP67仕様
Digital display is waterproof (IP67 rating)・ 回転ハンドル部に止り側ゲージを装着できます
The Not go gauge is attached from the rotary handle side

ラチェット付デジタル式ねじ深さゲージ
Digital thread depth gauge with ratchet

一定トルクでねじ込むことにより有効径の判定と有効深さの判定において測定値のバラツキが防止できます
By screwing the thread gauge with a constant torque, it is possible to prevent the variations in
the judgment of the depth measurement and thread inspection result

ラチェットのトルク圧はホルダサイズにより異なります

The ratchet torque pressure depends on the holder size

ラチェット付きの場合は止り側ゲージの取付はできません
Not go gauge cannot be installed into DSG-DiR

使用中のDSG-Diへもラチェットを後付けできます（弊社にて追加工が必要となります）

With an additional work on DSG-Di, the ratchet can be
retroﬁt to your DSG-Di in use

DSG-Di、DSG-DiR用ねじプラグゲージは別途見積となります
Thread plug gauges for DSG-Di and DSG-DiR arequoted separately.

割当ボタン

回転ハンドルFAVORITE button

スリーブ Sleeve

Rotary handle

ØD

ØCØA

mm
MODE

DSG-Di ホルダ仕様

SET（B）

Speciﬁcations

Sleeve stopper

ホルダNo.

対応ねじサイズThread size

Depth range

ØA（L）

（B）

ØCØD

DSG-Di1
DSG-Di2
DSG-Di3
DSG-Di4
DSG-Di5
DSG-Di6

M1.7〜M3.5
M4〜M6
M7〜M10
M11〜M14
M15〜M18
M19〜M240〜14mm
0~26mm0〜45mm0〜45mm
0〜60mm
0〜60mm121616192330124136155157
174
174213361678293

5.0
6.3
10.5
14.3
18.3
24.5

222424283232

Holder size

深さ測定範囲スリーブストッパ（L）

DSG-Di(R) 5、Di(R) 6 は受注生産となります

本体質量
Weight

176g
200g
232g
296g
407g
439g

DSG-Di(R) 5、Di(R)6 is made-to-order product

液晶表示部の電気仕様 Digital display speciﬁcations

項目

内Items

CR2032 コイン形リチウム電池、
電圧：3V、
寸法：φ20×3.2㎜（標準付属品）

電池 Battery
最小表示量容Contents

Lithium Battery 3V, Type CR2032 Size：φ20×3.2㎜（Standard accessories）
Display resolution0.01㎜

消費電流 Current consumption

45mA

電池寿命

約8000時間

Battery life

About 8000 hours

データ出力 Output

Proximity USB（通信仕様：4800 Bps、7bits、even parity、2 stop bits）

使用温度 Operational temperature

5℃〜40℃

保管温度範囲

−10℃〜60℃

Proximity USB （Spec：4800 Bps、7bits、even parity、2 stop bits）

Storage temperature

簡単にデータの転送ができます Easy data transfer
専用ソフトウェア「SylCom LITE」
をパソコンにインストールします（windows 7、8、10に対応）
Sylcom LITEを立ち上げて、USB専用ケーブルでデジタル表示器とパソコンを接続します
測定後表示器の割当ボタンを押し、ソフトにデータを収集し、その後にデータをExcelに転送します「詳細は取扱説明書を参照願います」
Install the SylCom Lite software on your computer（for windows 7、8 、10）.
Launch the software and establish the connection between DSG-Di and computer using proximity USB cable.
Short push on programmed FAVORITE button on the instrument will transfer and save the data on the software.
The collected data on the software can then be collectively exported into an Excel ﬁle.
(Please refer the manual for details)

DSG-Di（R）用オプション

項

Optional accessories

目型Items

式

備Model考Notes

Proximity USB通信ケーブル

No.：926.6721.10

別途見積

通信専用ソフトウェア

SylCom Lite

無償 弊社ホームページよりダウンロード

Proximity USB cableCommunication software

Quoted separately

Download free from our website

確認用マスタ（セッティングには不要） 総合カタログ P35を参照願います

別途見積

Depth conﬁrming master (not for adjustment) Please refer to our catalogue p.35

ゲージ部取り外し工具

Quoted separately

総合カタログ P35を参照願います（型式RTD）別途見積

Gauges removal tools

Please refer to our catalogue p.35（№RTD）DSG-Di（R）用ねじプラグゲージ在庫表

Quoted separately

Stock List of Thread Plug Gauge for DSG-Di（R）

Size

M2×0.4

M3×0.5

M4×0.7

M5×0.8

M6×1.0

GP2

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

IP2●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

WP2

●

●

●

●

●

●●●●

●

●

●

●

●

GP6H

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

NP6H

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

上記サイズ以外の規格も別途製作いたします

M8×1.25 M10×1.0 M10×1.25 M10×1.5 M12×1.25 M12×1.5 M12×1.75 M14×1.5 M14×2.0

Separate production of special size is available upon request.

〒947-0042 新潟県小千谷市平沢 2 丁目 11 番 19 号
2-11-19 Hirasawa Ojiya-City,Niigata-Pref.,JapanTEL:0258-81-1277 FAX:0258-83-4002 http://www.ojiyas.co.jp/D20200420000