デジタル2色放射温度計

IGAR6 Smart
IGAR6-TV

100 ～2550℃：スマートモード(単色/2色自動切替）
100 ～2550℃ : 単色モード
250 ～2550℃：2色モード（1.5～1.6/2.0～2.5μm）

Stationary, digital ratio pyrometer with possible combination of 1-color and 2-color measurement
for non-contact temperature measurements in ranges between 100 and and 2550 °C000 °C
単色/2色を自動切替(スマートモード）により、ワイドレンジを実現
高速応答： 2msec

小スポット：φ2.1mm/210mm から2色測定により、視野欠けやパーティクルの多い環境での測定が可能
4桁LED表示付
可動焦点レンズを採用

高精度： 測定値の0.4％ + 2℃（＜1500℃ ）位置確認：以下の2方式から選択下さい。
・レーザーパイロットライト
・直視ファインダー
ラインスポットモデル
幅のある測定やワイヤの温度計測を実現
窓材の汚れの監視機能

リアパネル例（レーザーパイロットライト）

単色モードへの切替可能
別置き変換器なしでDC4～20mA出力

RS485インターフェースにより、PCやPLCとの長距離通信が可能
最高値保持回路内蔵：移動物体の測定にφ50×127.5mmのコンパクト設計、本体材質はSUSを採用
標準添付の専用計測ソフトでデータの記録とパラメータ設定
アプリケーション
低放射率物体の温度測定
窓ガラス越の真空炉内温度測定
高速移動物体の温度測定
溶融金属表面温度測定
微小物体の温度測定

直視ファインダー・金属加工
・半導体生産工程
・硝子金型・セラミック・溶解金属・鍛造
・真空炉内

レーザーパイロットライト

ビデオモニター

ビデオモニター画面例（PC画面に出力可）

単色

2色 スマート

測定モードと温度帯

仕様
IGAR6 Advanced

項目
温度範囲:

IGAR6 TV

MB 20:

スケーリング:
検出波長:
検出器:
精度(不確かさ）:（K=1、ｔ90=1ｓ、Tamb=25℃）
分解能:
再現性:
（K=1、ｔ90=1ｓ、Tamb=25℃）
応答時間 t90:
比率補正 K（＝ε1／ε2）:
放射率補正 ε:透過率補正 τ:レンズ焦点：
焦点距離:
測定距離/測定径:
スイッチオフリミット ：
出力信号:
出力モード:
窓透過率監視:位置確認:
通信機能:
本体LED表示:パラメータ（*2）

100 ～2550℃ ： スマートモード （単色から2色へ自動切替）
100 ～2550℃ ： 単色モード
250 ～2550℃ ： 2色モード
温度範囲内にて、任意設定可能、最小スケーリングレンジ 50℃
1.5-1.6μｍ /2.0-2.5μｍ
InGaAs フォトダイオード
測定値の±0.4% + 2℃
＜1500℃
測定値の±0.8%＞1500℃
0.1℃
測定値の±0.2% ＋ 1℃
2 ms（ただし、信号レベル下限付近では、応答時間を自動延長）
設定： 0.01s, 0.05s, 0.25s, 1s, 3s, 10ｓ
0.800～1.200 0.001単位（2色モード）
0.050～1.000 0.01単位（単色モード）
0.050～1.000 0.01単位（単色モード）
可動焦点方式 （測定距離と面積の項を参照下さい。）
210mm ～ 5000mm
約100：1
2％～50％
DC4 ～ 20mA/DC0 ～ 20mA リニア出力（選択可）、負荷抵抗500Ω以下
単色モード/2色モード/スマートモード/メタルモード
設定：0 (off)～99％
リレー接点容量：0.4A
レーザパイロットライト(*1)、直視ファインダーから選択
RS485(アドレス指定可)、半2重、ボーレート1200 ～ 115. 2k
4桁LED（字高 5mm）；単色/2色，測定温度，焦点距離計測ソフトウェア：

通信経由での設定
比率補正 K
放射率補正 ε透過率補正 τ応答時間 t90
測定モード（単色/2色）
0～20mA/4～20mA切替
スケーリング
最大値保持時間 tCL、
スイッチオフリミット°C / °F
アドレス
ボ-レート
InfraWin 添付 （Windows PC上で動作）

ハウジング：
取り付け方向：
供給電源:
消費電力:
絶縁対策:
保護等級:
周囲温度:
保管温度:
重量:
外形寸法：
CEマーク:

ステンレス製
全方向
DC24V ±25% リップルは50mV未満
max. 3W （レーザーパイロットライトを含む）
電源回路・インターフェース・アナログ出力信号は互いに絶縁
IP65 （IEC 60529）
0 ～ 65℃-20 ～ 80℃
約600g
φ49.5×127.5～186.0mm
電磁イミュニティに関するEU指令に適合(*1) レーザパイロットライト：レーザクラス2、最大出力＜1ｍW,(*2) パラメータは通信経由（RS485，半二重）で設定します。
IGAR-TV

630～680nm）

ビデオモジュール仕様

ビデオ信号：
画素数：
露出:
視野:
日/時:
画面内パラメータ表示:

FBAS 信号 1Vpp 75Ω、PAL(B) 50Hz CCIR656
768ｘ520 画素 カラー
自動、手動 （設定は、InfraWinソフトウェア経由）
約5.8％ｘ4.2％ 測定距離に対してリアルタイムクロック内蔵、14日間連続記録可能
測定温度、円形マーカー、機器番号または任意テキスト（最大12文字）、時間及び日付切替表示： 本体内部温度/測定距離/製造番号/強度信号 のいずれかを選択して表示

測定距離と面積本器の光学系は、可動焦点方式を採用しています。焦点距離とスポット径の関係は以下の通りです。
焦点距離a(mm)
210mm
300mm
500mm
800mm
1300mm
2000mm
5000mm

スポット径
MB20
φ2.1
φ3.0
φ5.0φ8φ13φ20φ50

移動できます。

M［mm］

アパーチャー径D[mm]13｜｜｜｜↓15

ラインスポット
ワイヤ温度計測に最適ライン上の測定スポットが利用可能です。
応用例として、ワイヤの温度監視や幅のある温度監視に利用できます。
スポットの長さは、測定距離の5％です。
（距離が300mmの時、3ｘ15ｍｍ）。

外形図
直視ファインダー型

レーザーパイロットライト型

ビデオモニター型

単位：mm

基本接続例
PCのUSBポートへ
RS485-USB
変換器

ご注文についてご注文についてType

温度範囲

レーザーパイロットライト型

直視ファインダー型

ライン形状

ビデオモニター型（レーザーパイロット）

IGAR 6 Smart

100 ～ 2550℃（MB25.5） 3914-970

3914-960

3914-890

3914-980

本体、検査合格証、InfraWin計測ソフト、取扱説明書（和文）を含みます。
接続用ケーブルは含みません。電源、表示器等を含めたお見積もり、ご注文、承ります。

アクセサリ
取付金具・パージ管・保護管・フランジ・冷却ジャケット・スキャナ

3834-210
L字型取付金具

3835-160
エアパージユニット

3820-330
ストレート型コネクタ付接続ケーブル 5ｍ（他に、10ｍ/15ｍ/20ｍ/25ｍ/30m）
3820-340
L字型コネクタ付接続ケーブル 5ｍ（他に、10ｍ/15ｍ/20ｍ/25ｍ/30m）

3846-590

真空炉用、KF16
石英窓付

3837-230
パージ付冷却ジャケット

3826-750
RS485-USB変換ケーブル

3843-430
スキャナ SCA53826-730
ビデオ/USB変換器＊ビデオ出力をUSB経由でPC画面に出力します。

計測ソフト:InfraWinV5

放射温度計専用電源BOX 5000-001
・ケーブルは全て付属
・コネクタ接続のため、配線作業が容易
・レーザパイロットライトスイッチ付
・ケースは、アルミダイキャスト製で、耐久性抜群！

標準添付、以下の機能が使用できます。
■パラメータの設定（放射率、応答時間、最高値保持など）■温度スケーリング(最小目盛50℃)■温度表示■グラフトレンド■データロギング■データリスト(Excelへの転記可)■本体内部温度表示■測定距離／面積計算のヘルプ機能

最新版は、弊社HPからダウンロードできます。

本社〒569-0835 大阪府高槻市三島江1丁目5番4号
Tel : 072-678-3453 Fax : 072-678-3516
パイロメータ営業部〒221-0063 横浜市神奈川区立町6丁目1番 ANNI横浜EAST4Ｆ
Tel : 045-438-1191 Fax : 045-438-1192

東京支店
横浜営業所
名古屋支店
高砂営業所
岡山営業所
広島営業所
北九州営業所
大分営業所
長崎営業所
高槻工場
長崎工場

Tel : 03-3454-3691
Tel : 045-438-4566
Tel : 0562-57-2680
Tel : 079-444-1300
Tel : 086-448-5421
Tel : 082-568-5099
Tel : 093-671-5834
Tel : 097-558-3222
Tel : 095-871-0115
Tel : 072-678-1313
Tel : 095-871-0115

Fax : 03-5442-7815
Fax : 045-438-4568
Fax : 0562-57-2681
Fax : 079-444-1301
Fax : 086-444-9149
Fax : 082-568-5098
Fax : 093-662-3652
Fax : 097-552-3131
Fax : 095-871-1001
Fax : 072-679-2006
Fax : 095-871-1001