−分析技術−●液体クロマトグラフ-質量分析装置によるアクリルオリゴマーの分析
名古屋研究機構 分析研究室 高田 じゆん

1 緒

言

液体クロマトグラフィー（LC）やガスクロマトグラフィー（GC）に代表されるクロマトグラフィーは複数成分からなる試料の分離分析に大きな威力を発揮する。一方、質量分析（MS）は高い検出感度と分子構造情報を得る能力を兼ね備えているという他の分析法にはない特長がある。このような利点を持つ2つの分析装置を結びつける、すなわちクロマトグラフの検出器として質量分析装置を用

3 イオン化法の原理いることで「混合物中の微量成分の分離・同定・定量」が可能になる。このような分析装置として分析研究室ではGC-MSを所有しており、揮発性有機化合物や高分子材料からの発生ガス分析な

LC-MSで用いられる主なイオン化法にはESI法とAPCI法の2つがある3）。

どに活用してきた。
しかしGC-MSでは難揮発性化合物や高極性化合物の分析は困難であり、測定できる分子量範囲も数百までにESI法（electrospray ionization）の原理を図2に示した。ESI法制限されるという欠点がある。これに対して液体クロマトグラフィー

では試料溶液を供給するキャピラリーの先端に数kVの電圧を印の検出器を質量分析装置とした液体クロマトグラフ-質量分析装置加した状態で試料溶液を噴霧する。キャピラリー先端では印加さ（LC-MS）は比較的高極性の化合物の分析を得意としており、且れた電圧により表面が帯電した液滴が形成されるが測定分子はまつ分子量は数万まで測定可能である。このようにLC-MSは広い適だイオン化していない。この液滴は加熱されて溶媒が蒸発していき、用範囲を持っているため分子量数百程度の医薬品からペプチド・それに従って液滴は小さくなる。液滴が小さくなると表面電荷によ1）2）る反発力は強くなっていき、溶媒の表面張力より反発力の方が大タンパク質にいたるまで様々な化合物の分析に活用されている。

分析研究室では2005年にLC-MS装置を導入し、種々の試料へきくなると液滴は一気に微細化されて測定分子がイオン化される。の応用を試みてきた。本稿ではLC-MS装置の原理と特徴、実際

ESI法は比較的高極性・高分子化合物に適したソフトなイオン化法の測定例を紹介する。

である。また、1つの測定分子に2つ以上の電荷が付加した多価イオンが生成しやすいという特徴がある。

2 LC-MSの装置構成
LC-MSの装置構成を図1に示す。液体クロマトグラフにより分離された試料の各成分は溶離液と共にイオン化部に導入される。
イオン化部では導入された各成分がイオン化されて質量分析部へと導かれる。用いられるイオン化法にはESI法とAPCI法の2種類があり、それぞれ得意とする化合物が異なるので測定化合物の性質によって使い分けることが必要である。質量分析部ではイオンがその質量電荷比（m/z）によって分離され、各成分の質量情報を与える。また、質量分析部は2台の質量分析装置が組み込まれたタンデム型と呼ばれる形式であり、プロダクトイオンスキャンやSRMなどのいくつかの測定モードが使用できる。これらについAPCI法の原理を図3に示した。分離カラムから出てきた試料溶ては後述する。

液はキャピラリーから噴霧されると同時に加熱されて溶媒が除去されるが、この時点ではまだ測定分子はイオン化されていない。キャ
ピラリーの近くには数kVの電圧を印加した針電極がありコロナ放電を起こす。この放電によって針電極のまわりの窒素ガスや水分子、東亞合成グループ研究年報

38

TREND 2006 第9号

溶媒分子がイオン化される。これらのイオン種と測定分子が反応して測定分子がイオン化される。このイオン化法は大気圧（atomosphericpressure）下で化学イオン化（chemical ionization）を行っている
ためAPCI法と呼ばれている。APCI法は比較的低極性・低分子化合物に適したイオン化法である。

5 LCシステムの特長
分離カラムの充填剤はその粒径が小さいほど分離能は向上する。
これは次の2つの理由による。
①体積に対する比表面積が大きくなり、分離に使える充填剤表面のリガンド量が増加する。
②充填率が高くなり、デッドボリュームとなる充填剤間の隙間が少なくなる。
ただし、充填率が上がるためにカラムを使用する時の圧力も高く

4 タンデム型質量分析装置での測定法なってしまい、充填剤やLC装置に充分な耐圧性を持たせないと使用することができなくなる。このような制約からカラム充填剤の粒2で述べたように今回導入したLC-MSの質量分析部には2台の径は通常3μmと5μmのものが使用されている。ところが最近四重極型質量分析装置が搭載されている。このような形式をタンWaters社より発売されたACQUITY UPLC（ultraperformance

デム型と呼び、1台の質量分析装置ではできない測定が可能にな

liquid chromatography）というシステムは装置・充填剤に充分なる。その代表がプロダクトイオンスキャンとSRMである。

耐圧性を持たせ、充填剤の粒径が1.7μmという分離カラムの使用

プロダクトイオンスキャンは測定分子の構造情報を得るのに威力を可能にした。これによって一般的なHPLC装置の数分の一の分を発揮する測定法である。原理を図4に示した。まず1台目の質量析時間で高い分離能が得られるようになった。今回導入したLC装分析装置で構造情報が欲しい分子だけを通過させる。その分子置はこのACQUITY UPLCであり、短時間で多数の試料の分析がをコリジョンセル内で壊し、生成したプロダクトイオンを2台目の質量高分離能で行なえるというメリットが期待できる。

分析装置で分析する。こうして得たプロダクトイオンのマススペクト

6 分析事例の紹介

ルから元の分子の構造を推定することができる。

6．
1 アクリレートオリゴマーの分析
ポリエチレングリコールアクリレートオリゴマー（PEGA

図6）の分析をLC-MSにて行い、得られたTIC（total ion chromatogram）を図7に示した。

SRM（selected reaction monitoring）
は微量成分の定量に威力を発揮する測定法である。原理を図5に示した。まず1台目の質量分析装置で定量したい分子だけを通過させる。その分子をコリジョンセル内で壊してプロダクトイオンを生成させる。プロダクトイオンの中から再度特定のものを選んで2台目の質量分析装置ではこれだけを検出器へと通過させる。この測定では夾雑イオンとの分離を質量分析装置で行なっているのでノイズが非常に小さくなり、高感度な分析が可能となる。

東亞合成グループ研究年報

39TREND 2006 第9号

PEGAはポリエチレングリコール鎖の鎖長に分布がある。図7をこれまでアクリレートオリゴマーの組成分析を行う際には構成成

見るとこの鎖長の違いによって各成分が分離されていることが予

分を分取した後、個々の成分をNMRやMALDI-TOFMSを用いて想できる。通常のLC装置ではPEGAの分離を行なうのに15分の同定していった。これは非常に労力のかかる方法であるがLC-MS分析時間が必要である。
しかし、今回の分析では約3分で分離をを用いることで質量情報から各ピークの同定を速やかに行なうこと終了している。これはACQUITY UPLCを使用によって短時間でが可能になった。

高分離能が得られることを示している。

6．
2 酸化防止剤の分析

次にTICのピークの同定を行なった。図8にm/z=303、320、325の3つのマスクロマトグラムを示した。この3つのm/z値はそれぞれ化学製品には主成分以外に種々の添加剤が使用されており、PEGAのn=4のプロトン付加体、アンモニウム付加体、ナトリウム付それが性能を発揮する上で重要な役割を果たすことがある。その加体である。これらのピークの保持時間が一致していることから保ため添加剤も重要な分析対象の1つである。今回は試料としてア持時間1.6分のピークはPEGAのn=4のものであることが分かる。

クリレートオリゴマー1000ppmの溶液に酸化防止剤である2,2'-メチレンビス（4-メチル-6-t-ブチルフェノール）（MBMBP

図10）を0.2ppm添加したものを用いてLC-MSによる分析を行った。

図11にMBMBPのマスクロマトグラムを示した。多量のアクリルオリゴマーが存在するにもにも関わらずS/Nのよいピークが得られており、添加剤の分析に対してもLC-MSが有効な分析法であることが分かる。
図9にm/z=325、369のマスクロマトグラムを示した。m/z=325はPEGAn=4のナトリウム付加体（中段）でm/z=369はPEGAn=5のナトリウム付加体（上段）のピークである。これを最下段のTICと比較するとnが1増加すると保持時間は0.18分長くなることが分かる。
TICの隣り合ったピーク間の保持時間の違いをみるとどこでも0.18分になっている。これよりTICの各ピークはポリエチレングリーコー
ルの鎖長の違いによって分離されていることが確認できた。

東亞合成グループ研究年報

40

TREND 2006 第9号

引用文献

図12にLC-MSで得られたMBMBPのマススペクトルを示した。
化 学 構 造から算 出したm / z 値は3 3 9であるが、それより強くm/z=163のシグナルが検出された。これは図13に示した機構で生

1）原田健一, 岡尚男, LC/MSの実際成したプロダクトイオンのシグナルであり、このような情報から構造を天然物の分離と構造決定 , 講談社サイエンティフィック
（1996）.

推定することも可能である。

2）原田健一, 田口良, 橋本豊編, 生命科学のための最新マスス
ペクトロメトリー ゲノム創薬をめざして , 講談社サイエンティフィック（2002）.
3）志田保夫, 笠間健嗣, 黒野定, 高山光男, 高橋利枝, これならわかるマススペクトロメトリー , 化学同人（2001）p.76〜85.

7 まとめ
LC-MSの原理と分析事例を示し、その有効性を述べてきたが乗り越えなければならない課題もある。
まず分析条件の設定の難しさがある。ESI法やAPCI法は測定試料の性質によって最適な分析条件が変わってくる。そのため、特に測定経験がない試料に関しては分析条件の決定に多くの時間が必要になることがある。
次にマススペクトル解析の難しさがある。今回紹介した事例では構造既知であるため問題はないが、未知試料の分析時にこれは大きな問題になる。構造解析では4で述べたプロダクトイオンスキャンを用いるが、生成するプロダクトイオンの種類はLCの溶離液組成やイオン化条件で大きく変動する。そのためGC-MSのようなライブラリーの構築が難しく、化合物の同定にライブラリーデータを使用することかできないため、未知試料の構造解析は困難になることが多い。
これらの課題を克服するにはLC-MSに関する深い知識と分析経験が必要である。少しでも早くLC-MSを使いこなすレベルに達するよう努力したいと考えている。

東亞合成グループ研究年報

41

TREND 2006 第9号