サーマルイメージカメラ
MCS640MCS640/I1

MCS640/I5

MCS640/M★ 0.85μm★ 0.78～1.08μm★ 0.65μm

600～1600℃
800～3000℃

600～1600℃
800～3000℃
窓越し測定用クリーンガスフレーム炉用

1100～1600℃
電子線源フィラメント測定用

特徴
窓越し測定可能電子線フィラメントなどの小さな測定対象も測定可能
最小測定径： φ8.4μm （113mmにて）測定レート：60Hz
高速の現象も測定可能
高精度：読み値の±0.5%
測定画素数：640ｘ480
測定レンジは、4レンジ切替
MCL-160
測定距離：1ｍ～∞
広角から望遠まで用途に応じたレンズを用意
周囲温度50℃まで、冷却不要冷却ジャケット（HDエンクロージャー）で周囲温度100℃まで設置可能

MCS640IP65（NEMA-4 ）準拠のハウジング
メンテナンスフリー
リアルタイムデジタルイメージ伝送
高速イーサネットに対応
LAN経由によるリモート監視
測定/解析用ソフトウェア：LumaSpec RT analyser
リアルタイム測定
測定箇所（ROI）指定
時系列、ヒストグラム、アラーム表示、3D表示など
EXCELへのデータ出力
ビデオファイル出力

測定/解析用ソフトウェア
LumaSpec RT Analyzer（別売）

アプリケーション例：

高周波加熱中の大口径シャフト

ローリングーミル

再加熱炉の内部(不均一箇所の確認）

再加熱炉内のスラブ

仕様
MCS640/I1

項目:
温度範囲:

MB16:
MB30:

測定波長：
フィルタ：
センサ：
画素数：
精度：
測定レンジ：
測定画角（FOV)：

600～1600℃
800～3000℃

MCS640/I5

MCS640/M

MB16:
MB30:

MB16:

600～1600℃
800～3000℃

最小検知温度（NETD)：

0.85μm
0.78～1.08μm
I1 フィルター
I5 フィルター
非冷却型2次元センサ （シリコン）
640ｘ480±0.5% (読み値に対して）
4レンジ切替 （測定レンジ参照）
3.5°/ 5.4°/10.8°/22.5°/33.3°（HFOV)
詳細は、レンズ仕様参照
100ｃｍ ～ ∞ ：可動焦点式
60Hz
10.0 ～ 100.0 ％ 0.1％ 単位
10.0 ～ 100.0 ％ 0.1％ 単位
0.1%+1 ℃ (読み値に対して）無し
ギガビットイーサネット 1000MBit/sec
電源コネクタ：12ピン
イーサネットコネクタ：RJ45
1℃ （600℃にて）

供給電源:
保護規格:
耐衝撃：
耐振動：
本体ハウジング：
CEマーキング：
電気絶縁：
動作温度:
保管温度:
相対湿度:
重量:
外形寸法：

DC24V、1A 消費電力：10Wtyp
IP65 （IEC 60529); NEMA430G (IEC60068-2-29/JIS C 0042)
3G (IEC60068-2-6/JIS C 0040)
アルミ
EU指令に適合
電源コネクタとイーサネットコネクタは、互いに絶縁
0～ 50℃-40 ～ +70℃結露しないこと
0.7kg
82ｍｍｘ83ｍｍｘ179ｍｍ（WxHxD)

測定距離：
測定周波数：
放射率：
透過率：
繰り返し精度：
アナログ出力：
通信機能：
接続コネクタ：測定レンジ

切替は、手動です。

温度範囲:
レンジ1
レンジ2
レンジ3
レンジ4

MB16: 600～1600℃
600～850℃
700～1000℃
850～1250℃
1100～1600℃

外形図

レンズの長さ（L)は、レンズ仕様参照MB30: 800～3000℃
800～1150℃
1000～1500℃
1350～2050℃
1900～3000℃

M

1100～1600℃

0.65μmフィルター

1レンジ
113mm/356mm:固定焦点式

レンズ仕様レンズ呼称（HFOV)
レンズ直径
画角（FOV)水平（HFOV)ｘ垂直（VFOV)

測定距離
測定スポット径（*1）
測定範囲（*1）
レンズ長さ：L
MCS640/I1
MCS640/I5

3.5°
44mm

5.4°
←

10.8°
←

22.5°
←

33.3°
←

3.5°ｘ2.6°
1000mm～∞
φ0.3mm60ｘ50mm

5.4°ｘ4.0°←
φ0.4mm90ｘ70mm

10.8°ｘ8.1°←
φ0.9mm190ｘ140mm

22.5°ｘ17.0° 33.3°ｘ25.3°←←
φ1.9mm
φ2.8mm400ｘ300mm 600ｘ450mm

65.5mm
90.5mm

38.5mm
63.5mm

25.5mm
50.5mm27.0mm
52.0mm27.0mm
52.0mm（*1）測定距離1000mmにおける値です。

画素と測定スポット径の関係

測定スポット径は、3ｘ3ピクセル（画素）で定義されます。

HFOV：22.5°レンズの場合1ｍで、1画素は、0.6mm角に相当します。

システム構成例
スタンドアローンシステム
リアルタイムで測定を行なうシステムです。

使用ソフトウェア：LumaSpec RT Analyzer（別売）

自動制御システム
イーサネット経由でデジタル入出力のI/O拡張、アナログ出力により、制御システムを構築できます。

使用ソフトウェア： LumaSpec RT Control（別売）
拡張I/Oユニット： デジタル入力、デジタル出力、アナログ出力など

ご注文について
MCS640/I1

MCS640/I5

461J6612標準(10.8° x 8.1°), 60 Hz

461J6614

広角1 (33.3° x 25.3°), 60 Hz

461H6614

461J6615

広角2 (22.5° x 17°), 60 Hz

461H6615

461J6617

望遠1 (5.4° x 4.0°), 60 Hz

461H6617

広角2angle(22.5°17°), 60
Hz 60 Hzwidelensx(22.5°x 17°),
望遠1 (5.4°4.0°),x60
Hz 60 Hz
telephotolensx (5.4°4.0°),461J6618

望遠2 (3.5° x 2.6°), 60 Hz

461H6618

望遠2 (3.5°2.6°),x60
Hz 60 Hz
telephotolensx (3.5°2.6°),

461H6612

MCS640/MMCS640/M
461M6625

356mm WD, マイクロスコープ, 60Hz

461M6626

113mm WD, マイクロスコープ, 60Hz

標準 (10.8°x 8.1°),
60 Hz
MIKRONMCS640standard
lens (10.8° x 8.1°), 60 Hz
広角1angle(33.3°25.3°),x60
Hz 60 Hzwide
lensx(33.3°25.3°),

レンズは、注文の際にご指定下さい。本体、検査合格証を含みます。

電子線発生用フィラメント温度測定用・空間分解能2.8μｍｘ2.8μｍ （113mmにて）
・固定焦点レンズ

以下のものが、付属します。
・イーサネットケーブル：2ｍ
・電源ケーブル：2ｍ
・電源ユニット：100-240VAC,（47-63Hｚ）
・固定用アダプタ
・レンズキャップ
・マニュアル（CD－ROM）・クイックスタートマニュアル(英文）・キャリングケースHD

エンクロージャー
周囲温度が100℃までの環境で使用します。
重量：3kg （MCS640本体を含む）冷却用ポート： 1/8インチNPT

アクセサリ

3 835 490 取付金具：三脚用

3 834 410 固定金具：角度調整可 (3穴)本社
本社〒569-0835〒569-0835 大阪府高槻市三島江1丁目5番4号
大阪府高槻市三島江1丁目5番4号
Tel
Tel: :072-678-3453
072-678-3453 Fax
Fax: :072-678-3516
072-678-3516
パイロメータ営業部
パイロメータ営業部〒221-0063〒221-0063 横浜市神奈川区立町6丁目1番
横浜市神奈川区立町6丁目1番ANNI横浜EAST4Ｆ
ANNI横浜EAST4
Tel
Ｆ : 045-438-1191 Fax : 045-438-1192

東京支店
東京支店
横浜営業所
横浜営業所
名古屋営業所
名古屋支店
高砂営業所
高砂営業所
岡山営業所
岡山営業所
広島営業所
広島営業所
北九州営業所
北九州営業所
大分営業所
大分営業所
長崎営業所
長崎営業所
高槻工場
高槻工場
長崎工場

Tel : 03-3454-3691
Tel : 03-3454-3691
Tel : 045-438-4566
Tel : 045-438-4566
Tel : 052-689-5611
Tel : 0562-57-2680
Tel : 079-444-1300
Tel : 079-444-1300
Tel : 086-448-5421
Tel : 086-448-5421
Tel : 082-568-5099
Tel : 082-568-5099
Tel : 093-671-5834
Tel : 093-671-5834
Tel : 097-558-3222
Tel : 097-558-3222
Tel : 095-871-0115
Tel : 095-871-0115
Tel : 072-678-1313
Tel : 072-678-1313
Tel : 095-871-0115

Fax : 03-5422-7815
Fax : 03-5442-7815
Fax : 045-438-4568
Fax : 045-438-4568
Fax : 052-601-5951
Fax : 0562-57-2681
Fax : 079-444-1301
Fax : 079-444-1301
Fax : 086-444-9149
Fax : 086-444-9149
Fax : 082-568-5098
Fax : 082-568-5098
Fax : 093-662-3652
Fax : 093-662-3652
Fax : 097-552-3131
Fax : 097-552-3131
Fax : 095-871-1001
Fax : 095-871-1001
Fax : 072-679-2006
Fax : 072-679-2006
Fax : 095-871-1001