日本油化工業株式会社

C重油

分析項目

試料量[ml]

分析規格

概2024-05

要密度 @15℃

30JIS K 2249

15℃の密度を測定します。

動粘度 @30℃

50JIS K 2283

30℃の動粘度を測定します。

動粘度 @40℃

30

JIS K 2283

40℃の動粘度を測定します。

動粘度 @50℃

30

JIS K 2283

50℃の動粘度を測定します。

粘度指数

JIS K 2283

2点の動粘度の実測値から粘度指数を求めます。

CCAI︓燃料油着⽕性指標

ISO 8217

燃料油の着⽕性指標（CCAI）を、密度と動粘度から求めます。
試料に⽔を加えて加熱攪拌し、沈殿した⽔層を取り出し、酸性・中性・アルカリ性を指⽰薬により判定します。

反応

150

JIS K 2252

引⽕点 -PM密閉法-

150

JIS K 2265-3

ペンスキーマルテンス密閉式試験器を⽤いて引⽕点を測定します。引⽕点が40℃を超える試料が対象です。

引⽕点 >70℃確認 -迅速平衡法-

10

JIS K 2265-2

引⽕する温度を、<60℃、<70℃、>70℃の3段階で測定します。

引⽕点 -クリーブランド開放法-

160

JIS K 2265-4

クリーブランド開放式試験器を⽤いて引⽕点を測定します。引⽕点が79℃を超える試料が対象です。

引⽕点 -タグ密閉法-

100

JIS K 2265-1

タグ密閉式試験器により引⽕点を測定します。引⽕点93℃以下の試料が対象です。

硫化⽔素50

ASTM D 7621

硫化⽔素濃度を測定します。

⽔分 -カールフィッシャー法-

10

JIS K 2275-3

⽔分を測定します。⽔分とカールフィッシャー試薬を反応させて求めます。

⽔分 -蒸留法-100

JIS K 2275-1

酸価50

JIS K 2501, ASTM D 664

酸化安定性 (油脂誘導体・FAME) -ランシマット法-

50EN 14112, EN 15751

酸化安定性 (中間留分燃料油)

500ISO 12205

試料に酸素を吹込み、加熱維持したときに⽣じたガム状物質をろ過して濃度を測定します。

酸化安定度 (留出燃料油)

700

ASTM D 2274

試料に酸素を吹込み、加熱維持したときに⽣じたガム状物質をろ過して濃度を測定します。

流動点 <10℃確認 (C重油)100

JIS K 2269

試料を冷却し、10℃での流動性を確認します。C重油が対象です。

流動点

90

JIS K 2269

試料を冷却し、試料が流動する最低温度を測定します。

残留炭素分 -ミクロ法-

10

JIS K 2270-2, ISO 10370

灰分50

JIS K 2272

硫⻩分 (重油) -放射線式励起法-

20

JIS K 2541-4, ISO 8754, ASTM D 4294

硫⻩分 (灯油, 軽油等) -微量電量滴定式酸化法-

50

JIS K 2541-2

ドライスラッジ

100

社定法

試料をガラス繊維フィルタでろ過し、捕捉物の濃度を測定します。

TSE︓総堆積物 -実在-

50ISO 10307-1

試料をガラス繊維フィルタでろ過し、捕捉物の濃度を測定します。

TSP︓総堆積物 -潜在-100

ISO 10307-2

試料を100℃で24時間加熱した後、ガラス繊維フィルタでろ過し、捕捉物の濃度を測定します。

TSA︓総堆積物 -劣化促進-

50

ISO 10307-2

ドライスラッジ -漁連法-

400

全漁連法 ZGS T-1010

アスファルテン -2波⻑吸光光度法-

10

JPI-5S-45

アスファルテン -IP法-30

IP 143

ワックス分

100

JIS K 2601

トルエン不溶解分 -A法-20

ASTM D 893-05a

試料とトルエンを混合攪拌し、遠⼼分離により沈降した不溶解物質を乾燥させ、濃度を測定します。

トルエン不溶解分 -B法-

20

ASTM D 893-05a

試料とトルエンを混合攪拌し、遠⼼分離により沈降した不溶解物質を乾燥させ、濃度を測定します。B法では凝集剤を添加し分散剤の機能を抑制します。

ヘプタン不溶解分 -A法-20

ASTM D 893-05a

試料とへブタンを混合攪拌し、遠⼼分離により沈降した不溶解物質を乾燥させ、濃度を測定します。

ペンタン不溶解分 -A法-20

ASTM D 893-05a

試料とペンタンを混合攪拌し、遠⼼分離により沈降した不溶解物質を乾燥させ、濃度を測定します。

ペンタン不溶解分 -B法-

20

ASTM D 893-05a

試料とペンタンを混合攪拌し、遠⼼分離により沈降した不溶解物質を乾燥させ、濃度を測定します。B法では凝集剤を添加し分散剤の機能を抑制します。

⽔分を測定します。加熱し、蒸発した⽔分を凝縮捕集して求めます。
酸性成分量を測定します。
試料を加熱して空気を吹込み、酸化により発⽣した揮発性物質を純⽔中に捕集し、⽔の導電率の変化から酸化安定性を測定します。

試料を蒸発、熱分解させたときに⽣成するコークス状炭化残留物の濃度を測定します。
試料を800℃で加熱し、完全に灰化した後の残留物の濃度を測定します。
硫⻩分を測定します。測定範囲は、0.03〜5.0%m/mです。重油が対象です。
硫⻩分を測定します。測定範囲は、1〜1000ppmです。灯油、軽油等が対象です。

試料に10%量のヘキサデカンを加え、100℃で1 時間加熱した後、ガラス繊維フィルタろ過し、捕捉物の濃度を測定します。
試料をガラス繊維フィルタでろ過し、捕捉物の濃度を測定します。
試料のアスファルテンの濃度を、2波⻑吸光光度法（⽯油学会試験法）により測定します。
試料のアスファルテンの濃度を、へブタン不溶解分として測定します（英国エネルギー学会試験法）。
ワックス分を測定します。

スポットテスト50

社定法

ろ紙に試料を１滴落とし、ろ紙への広がり状態から安定性を判定します。燃料油単体の安定性、熱安定性、軽質油との混合安定性を評価します。

⾦属分 17元素 -ICP灰化法-

100

ASTM D 5184

測定元素は、Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, V, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Mo, Sn, Ba, Pbです。試料を灰化し, ⽔溶液にして各⾦属元素の濃度を測定します。

塩素分 -微量電量滴定法-

50

JPI-5S-64

塩素分を測定します。

総発熱量 -熱量計-

30

JIS K 2279

総発熱量を、熱量計（ボンベ形熱量計）で測定した発熱量から計算により求めます（⽔の蒸発熱を含みます）。

JIS K 2279

総発熱量を、灰分、⽔分、密度 @15℃、硫⻩分の分析値から推定します（⽔の蒸発熱を含みます）。

30

JIS K 2279

真発熱量を、熱量計（ボンベ形熱量計）で測定した発熱量から計算により求めます（⽔の蒸発熱を含みません）。

JIS K 2279

真発熱量を、灰分、⽔分、密度 @15℃、硫⻩分の分析値から推定します（⽔の蒸発熱を含みません）。

蒸留性状 -⾃動蒸留試験器-

200

JIS K 2254

試料を⼀定の条件で蒸留し、加熱温度と蒸留割合を測定します。

セタン価

4000

JIS K 2280-4

着⽕・燃焼性︓ECN -FCA-100IP 541

元素分析 C︓炭素 -CHN計-30

ASTM D 5291

元素分析 H︓⽔素 -CHN計-30

ASTM D 5291

H︓⽔素濃度を計測します。

元素分析 N︓窒素 -化学発光法-

30

JIS K 2609

N︓窒素濃度を計測します。

元素分析 O︓酸素30

ASTM D 5622

O︓酸素濃度を計測します。

組成分析︓SARA

10

JPI-5S-22

飽和分︓S、芳⾹族︓A、レジン︓R、アスファルテン︓A の濃度を測定します。

銅板腐食 ＠50℃, 3h120

JIS K 2513

50℃の試料に銅板試験⽚を3時間浸漬後、試験⽚の外観を銅板腐食標準と⽐較し、試料の腐食性を判定します。

総発熱量 -計算真発熱量 -熱量計真発熱量 -計算-

⾦属腐食テスト
カビ培養試験 -簡易法-【測定法はご相談ください】

ディーゼル燃料の着⽕性指標であるセタン価を、試験エンジン（CFRエンジン）により測定します。
試料を⾼温⾼圧容器内で噴霧燃焼させ、着⽕性と燃焼性を評価します。ディーゼル燃料の着⽕性指標である推定セタン価（ECN︓Estimated Cetane Number）が得られます。

C︓炭素濃度を計測します。

試料に⾦属試験⽚を浸漬し、⾦属表⾯の状態変化や質量変化から、試料の腐食性や⾦属の耐食性を調査します。

50

社定法

汚染度 -顕微鏡計数法-

300

JIS B 9930, ISO 4407, ISO 4406

汚染度 -重量法 0.8µm-

200

JIS B 9931, ISO 4405

脂肪酸メチルエステル/トリグリセライド濃度50

品確法告⽰第78号

脂肪酸メチルエステル濃度 (0.05〜50%v/v)

50EN 14078

ディーゼル燃料油の脂肪酸メチルエステル︓FAME 濃度を、⾚外分光分析により測定します (0.05〜50%v/v)。

トリグリセライド20

EN 14105

トリグリセライドの濃度を測定します。

メタノール

50

品確法告⽰第79号

ギ酸、酢酸、酪酸、プロピオン酸

100

品確法告⽰第80号

写真撮影試料をろ過し、捕捉された粒⼦を光学顕微鏡により計数し、粒⼦径別にISOコード表⽰します（>4µm, >6µm, >14µm）。
試料を0.8µmのフィルタでろ過し、試料100 ml に含まれる捕捉物の質量を求めます（5µm, 8µmにも対応できます）。
FAME（0.1〜10％m/m）またはトリグリセライド（0.01〜0.1%m/m）濃度を⾼速液体クロマトグラフ︓HPLC により、定量します。

メタノール濃度をGC-MSにより測定します。経産省の「脂肪酸メチルエステル混合軽油」の強制規格試験項目です。
ギ酸、酢酸、酪酸、プロピオン酸の濃度を測定します。
外観等を写真撮影します（デジカメまたはスマホでの撮影です）。

顕微鏡観察・写真撮影
⾛査型電顕-X線分析︓SEM-EDX

簡易培地によりカビが繁殖するか観察します。⽔層も採取してください。

沈殿物やろ紙捕捉物等を光学顕微鏡により観察し、写真撮影します。
JIS K 0132（通則）

沈殿物やろ紙捕捉物等に含まれる⾦属元素の種類、濃度、分布を、電⼦顕微鏡の蛍光X線装置により測定します。