ﾃﾞｼﾞﾀﾙ技術を駆使した低温用放射温度計

IN5+（8～14μm）

IN5-H+ IN5-L+（8～14μm）（8～14μm）-32～900℃-32～900℃

0～900℃

80msec:標準型

10msec:高速型

180msec:小スポット型

Digital pyrometers with fast response and small spot sizefor non-contact temperature measurements from -32 to 900℃

高速応答： 10msec （IN5-H+）
小スポット：φ1/100mm （IN5-L+）
高精度： 測定値の0.6％℃
ワイドレンジ：
最小50℃幅のスケーリング機能で従来機種

位置確認：
レーザーパイロットライトにより容易に位置確認
デジタル回路で高い精度と安定性
自由な温度範囲のスケーリング
別置変換器不要でDC4～20mA出力
RS232 又は RS485通信機能
最高値保持回路内蔵：移動物体の測定に
φ50×115mmのコンパクト設計
本体材質はSUSを採用
標準添付の専用計測ソフトでデータの記録とパラメータ設定

アプリケーション
食品、ゴム、プラスチック、紙、印刷
セラミック、塗装、アスファルト、繊維本体でパラメータを設定する場合(OFFLINE設定）は、右の写真の通りです。

Emi:放射率補正
4/0mA：
アナログ出力切替
t90:応答時間

ONL/OFL：ONLINE/OFFLINE切替

仕様
項目
IN5+
IN5-H+
IN5-L+
温度範囲:-32～900℃-32～900℃
0～900℃
スケーリング:
温度範囲内にて、任意設定可能、最小スケーリングレンジ 51℃
検出波長:
8 ～ 14μｍ
検出器:
サーモパイル
レンズ：
ZnS
ZnS
ZnSe
精度(不確定性）: (ε＝1、ｔ90＝1ｓ、Tu=23℃)
・周囲温度15～30℃の場合-32～0℃
1.5℃
3℃
0～300℃
測定値の0.6％又は1℃
測定値の0.6％又は1.5℃
測定値の0.6％又は2℃
300～900℃
測定値の1.0％
測定値の1.0％測定値の1.0％・周囲温度0～15℃/30～63℃の場合-32～0℃
2℃
4℃
0～300℃
測定値の1.0％又は1.5℃
測定値の1.0％又は2℃
測定値の1.0％又は3℃
300～900℃
測定値の1.3％
測定値の1.3％
測定値の1.5％
ウォームアップ時間
15分以上
15分以上
30分以上
分解能:
0.1℃
←←
再現性:
測定値の0.3%又は0.6℃のいずれか大きい値
応答時間
t90=最小値
80msec10msec180msec
本体
0.5ｓ,1ｓ、2ｓ、5ｓ
通信ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ経由
0.5ｓ,1ｓ、2ｓ、5ｓ、10ｓ、30ｓ
放射率補正 e:0.20～1.00（0.01ｽﾃｯﾌﾟで変更可）
光学系：
固定焦点、 Optics=100、300、800から選択
位置確認:
レーザパイロットライト IEC608251-3-4（ IEC608251-3-4 ：レーザクラス2、最大出力＜1ｍW, 650nm）
DC4 ～ 20mA/DC0 ～ 20mA リニヤ出力（選択可）、負荷抵抗500Ω以下 （DC24V時）
出力信号:
通信機能:
RS232C又はRS485 (アドレス指定可)、半2重、ボーレート2400 ～ 19200
最小検出温度（σ＝１） T=23℃,ε＝1
t90=min
0.2℃
0.7℃
0.3℃
t90=min
0.2℃(T=200℃)
t90=1s
0.05℃
0.1℃
パラメータ:
放射率補正εスケーリング
応答時間：t90
0 ... 20ｍA/4 ... 20ｍA
ONLINE/OFFLINE
最大値保持解除: ｔCL

本器（OFFLINE)
○－○
○
○
－

通信経由での設定 （ONLINE)
○
○
○
○－
○
以下の要因で解除
・インターバル時間設定による解除（off, 0.1s, 0.25s, 0.5ｓ, 1s, 5s, 25s）
・外部同期信号解除または通信経由による解除
・自動解除（次の測定対象物が来た時）

その他
計測ソフトウェア:－InfraWin 添付

ハウジング：
取り付け方向：
供給電源:
消費電力:
絶縁対策:
保護等級:
周囲温度:

ステンレス製
全方向
DC18～30V, 電圧リップル ＜0.5V
max. 70ｍA
電源回路・インターフェース・アナログ出力信号は互いに絶縁、本体とも絶縁
IP65 (DIN 40 050)
0 ～ 63℃ 但し、結露しないこと
放射温度計内部温度が50℃以上でレーザパイロットライト停止-20 ～ +70℃
410g
φ49.5×114.5mm、本体材質はSUS
電磁イミュニティに関するEU指令に適合

保管温度:
重量:
外形寸法：
CEマーク:°C / °F、アドレス、ボ-レート、ウェイト時間 ｔｗ（Windows PC上で動作）測定距離と面積
本器は、固定焦点を採用しています。固定焦点用のスポットサイズは、測定距離で決まります。
本温度計の光学系は、以下の図の通り、3種類あります。
焦点の位置以外でのスポット径は計算により求めることができます。

IN5+
IN5-H+

IN5-L+外形図
レーザパイロットボタン

ご注文についてIN5+

IN5-H+

IN5-L+

RS232
レーザパイロット付

Optics100
Optics300
Optics800

3869-400
3869-420
3869-440

Optics100
Optics300
Optics800

3871-200
3871-2203871-240

Optics100
Optics300
Optics800

3871-600
3871-620
3871-640

RS485
レーザパイロット付

Optics100
Optics300
Optics800

3869-600
3869-620
3869-640

Optics100
Optics300
Optics800

3871-400
3871-420
3871-440

Optics100
Optics300
Optics800

3871-800
3871-820
3871-840

本体、検査合格証、InfraWin計測ソフト、ユーザマニュアルを含みます。
接続用ケーブルは含みません。機器との接続には、ケーブル付専用電源BOXを用意しております。

アクセサリ
取付金具・パージ管・保護管・フランジ・冷却ジャケット・スキャナ

3834-210
L字型取付金具

3835-160
エアパージユニット

5000-1013
パージ付冷却ジャケット
周囲温度：250℃＊保護窓付もあります。

3820-330

3846-630
真空炉用
ZnSe窓付

3846-120
フランジ付セラミック保護管

5000-2001
3843-250
JISフランジ（ご指定）ロータリーミラー・エアーパージ付＊冷却ジャケット（周囲温度：170℃）
付もあります。

ストレート型コネクタ付接続ケーブル
DC24V電源
デジタル指示計 各種

放射温度計専用電源BOX 5000-001
・ケーブルは全て付属
・コネクタ接続のため、配線作業が容易
・レーザパイロットライトスイッチ付
・ケースは、アルミダイキャスト製で、耐久性抜群！

本社〒569-0835 大阪府高槻市三島江1丁目5番4号
Tel : 072-678-3453 Fax : 072-678-3516
パイロメータ営業部〒221-0063 横浜市神奈川区立町6丁目1番 ANNI横浜EAST4Ｆ
Tel : 045-438-1191 Fax : 045-438-1192

5ｍ（ROT53846-100
パージ保護管3843-510
スキャナ SCA5ZnS窓付

他に、10ｍ/15ｍ/20ｍ/25ｍ/30m)

計測ソフト:InfraWin
標準添付、以下の機能が使用できます。
■パラメータの設定（放射率、応答時間、最高値保持など）■温度スケーリング(最小目盛51℃)■温度表示■グラフトレンド■データロギング■データリスト(Excelへの転記可)■本体内部温度表示■温度換算・測定距離／面積計算
・放射率補正計算のヘルプ機能

東京支店
横浜営業所
名古屋支店
高砂営業所
岡山営業所
広島営業所
北九州営業所
大分営業所
長崎営業所
高槻工場
長崎工場

Tel : 03-3454-3691
Tel : 045-438-4566
Tel : 0562-57-2680
Tel : 079-444-1300
Tel : 086-448-5421
Tel : 082-568-5099
Tel : 093-671-5834
Tel : 097-558-3222
Tel : 095-871-0115
Tel : 072-678-1313
Tel : 095-871-0115

Fax : 03-5422-7815
Fax : 045-438-4568
Fax : 0562-57-2681
Fax : 079-444-1301
Fax : 086-444-9149
Fax : 082-568-5098
Fax : 093-662-3652
Fax : 097-552-3131
Fax : 095-871-1001
Fax : 072-679-2006
Fax : 095-871-1001