汎用加速度セ ン サ
概要『SA6200A』

Ｓ Ａ ６ ２ ０ ０ Ａ
OVERVIEW『SA6200A』『SA6200A』は幅広い振動周波数に対応していて、The SA6200A API 670 Accelerometer is capable of

様々な機械に使われる振動センサとして理想的と言えsensing a wide range of vibration frequencies,ます。周囲温度変化に影響しない圧電センサ、増幅器

which makes it ideal for use on a variety ofで構成され、SUS316 のステンレスケースに内蔵されてmachines. It consists of a temperature stabi-

います。また、検出回路からは電気的に絶縁しています。内蔵アンプは工業規格に準拠した、高レベルで低インピーダンス出力が可能です。
取付け部品の選定は下記アクセサリ表を参照下さい。

lized piezo-electric sensor and an amplifier
packaged together in a 316 stainless steel case,from which the sensing circuit is electricallyisolated. A built-in amplifier provides a highlevel,low impedance output, which is the industry standard. Refer to the accessories tableof this manual for a choice of mounting
alternatives.

特長と利点
・高精度で高い再現性

FEATURES AND BENEFITS• High accuracy and repeatability• Eliminate wiring polarity errors with

・METRIX が特許取得済み『独立極性端子 IPT®』にMetrix’patented『Independent Polarity Terminals®』

より、配線時の極性間違いを防ぐ
・特許取得済み『スキースロープ排除技術』により• Eliminate false indicationscausedby high frequency noise rectified

高周波ノイズで低周波として誤表示するのを防ぐ

as low frequency using patented『anti-ski slope technology』
用途
APPLICATIONS

•

モータ

•

ギアボックス••Motors•Gear Boxes

紙機•

Paper Machines

•

ポンプ

•

Process Pumps

•

ファン

•

Fans

•

クーリングタワー•Cooling Tower Fans

•

エンジン

•Engines

仕様

型式構成表
性能

『SA6200A-A-B-C』

計測感度

100mV/G (10.2mV/m/sec2)

精度

5%

対応周波数

0.5Hz ～ 10KHz

共振周波数

13KHz

計測範囲

50G’S PK / 35G’S RMS

分解能0.03G’S RMS

防爆エリア指定

機構・材質
ケース材質

316ステンレス

重量91g

コネクタ

2ピン溶接密閉型(型式構成表『C』参照)

接続(標準)

1/4-28 UNF,1/4-20 UNC,
M6x1.0(『3719-007』)(型式構成表『B』参照)

センサ素子

クォーツ無し1

CSA,CLASS 1,DIV 1,(A-D),T3(図番9352接続図により本質安全)

2

ATEX,ExiaⅡC T3 Ga(図番9352接続図により本質安全)

3

CSA CLASS1,DIV2,(A-D),T3(図版9031接続図により簡易防爆)

4

ATEX,Ex nAⅡC T3 Gc(図版9031接続図により簡易防爆)

5

CSA Class I Div 2,(A-D),T3A

CSA Class I Div 1,(A-D),T3
ATEX/IECEx/KOSHA, Ex nA IIC T3 Gc
ATEX/IECEx/KOSHA, Ex ia IIC T3 Ga

電気仕様

6IECEx, Ex iaⅡC T3 Ga(図番9352接続図により本質安全)

7

IECEx,Ex nAⅡC T3 Gc(図版9031接続図により簡易防爆)

8EAC Ex nAⅡC T3 Gc
EAC Ex iaⅡC T3 Ga

8

ケース絶縁性10 W

励磁電流

2～20Ma励磁電圧

DC18～28V

バイアス電圧DC8～12V

電気保護規格

0接続ねじ

B

RFI/ESD準拠
使用環境
C

耐衝撃

5000G

使用温度

-54～+121℃

認証

CE,CSA,ATEX,IECEx,KOSHA,SIL(型式構成表『A』参照)『API670規格』との比較表
項目

SA6200Aセンサ

API670規格

ケース材質

SUS316

SUS316周波数反応0.5Hz ～ 10KHz

10Hz ～ 10KHz

自己ノイズ

0.003g RMS

0.004G RMS

実装共振

13KHz

規定無し

認証

CSA,ATEX,ATEX,IIECEx,EAC,
KOSHA,SIL

規定無し

01/4-28 UNF

1M6x1.02

1/4-20 UNC3無し

51/4-28 UNF & M6x1.0

コネクタ形状1 2ピン密閉溶接プラグ

SIL (SAFETY ITEGRITY LEVEL)システム安全度水準

SAFETY INTEGRITY LEVEL『SIL』は電気的、電子的、プログラム制御の信頼SIL is a method or measurement unit to determine性の程度を確かめる方法や基準となるものです。

the reliability of electrical, electronic andSILの目的としては、安全システムの性能や故障のprogrammable systems. The purpose of the SIL

可能性を測ることです。

certification is to measure safety system『IEC61508』規格に基づくSIL認証を取得するとい

performance and the likelihood of failure.

うことは、その製品が徹底的に評価された信頼性のAchieving SIL certification, based on the

ある電子デバイスとして幅広い工業業界に使用されIEC61508 Functional Safety Standard, signifies

得る可能性があるということになります。

that the product has been thoroughly assessed

当METRIX製品はSIL認証を取得するべく『IEC61508』

and is a reliable electronic device ready to use

規格に基づく第三者機関により徹底的に評価されてacross a wide range of industries.

おります。

Metrix products have been thoroughly evaluatedby an independent third party agency on thebasis of IEC61508 Funds to obtain SIL certification.

アクセサリ

①『防滴ケーブル(ポリエチレン製被覆)
8978-111-XXXX』

2 pin socket connector with integral,

内蔵ピンソケットx2

molded splash proof boot with 6.4 mm

防滴ブーツ

diameter polyurethane jacketed cable

2線ツイストペアケーブル

with twisted shieldedpair wires.

φ6.4mmポリエチレン被覆

XXX.X = Cable length in meters.

『XXX.X』=任意ケーブル長(m)②『防滴ケーブル(ステンレス製被覆)
9334-111-XXXX-YYYY』

2 pin socket connector with integral,

内蔵ピンソケットx2

molded splash proof boot with 7.1 mm

φ7.1mm防滴ブーツ

diameter, SST armored jacket with cable,

2線ツイストペア

twisted shielded pair wires.

ステンレス被覆ケーブル

XXX.X = Cable length in meters.

『XXX.X』=任意ケーブル長(m)YYY.Y = Armor length in meters.

『YYY.Y』=任意被覆長(m)③『ひずみ抑制ケーブル(ポリエチレン製被覆)
8978-211-XXXX』

2 pin socket connector with cable strain

ひずみ抑制ピンソケットx2

relief with 6.4 mm diameter polyurethane

2線ツイストペアケーブル

jacketed cable with twisted shielded pair

φ6.4mmポリエチレン被覆wires.

※すべての『8978』コネクタの使用温度はMax121℃までです。
『XXX.X』=任意ケーブル長(m)Note: All 8978 connector/cable assemblies rated
to 121℃ max.
XXX.X = Cable length in meters.

④『分離型ケーブル(ステンレス製被覆)
9334-211-XXXX-YYYY』

2 pin socket connector with 7.1 mm

φ7.1mmピンソケットx2

diameter, SST armored jacket with cable,

2線ツイストペアケーブル

twisted shielded pair wires.

ステンレス被覆XXX.X = Cable length in meters.

『XXX.X』=任意ケーブル長(m)YYY.Y = Armor length in meters.

『YYY.Y』=任意被覆長(m)⑤『ひずみ抑制コネクタ8978-200-0000』
ひずみ抑制ピンソケットx2(ケーブル無し)

2 pin socket connector with cable strain
relief, no cable.

⑥『接続ねじ3719-002』

1/4-28 UNF ⇔ 1/4-28 UNF⑦『接続ねじ1/4-28 UNF ⇔ 1/4-28 UNF3719-007』
1/4-28 UNF ⇔ M6 x 1.0

1/4-28 UNF ⇔ M6x1.0⑧『加速度計用EPケース7295-002』

物理的な保護と同時に1/4-28UNFねじで接続します。CSA認証(class1、DVI1、A-Dグループ)に基づく防雨防爆対応Physical protection and access to
1/4-28 UNF mount accelerometers.
Rain tight & ex-proof for CSA Class 1,Grps A-D, Div.1. 1/4” NPT stud for
mounting to machine case. 1” NPT
top conduit union.Zinc Plated Steel1/4”NPTネジ1”ユニオンコンジット

housing.

亜鉛メッキ鋼ハウジング⑨『フランジ7084-002』『保護ケース7295』の接続用として使用します。中心には1/4インチの穴があり、φ38mmのFor surface mounting of 7295 housing.
1/4”NPT center hole. 3 equally spaced
6.6mm dia. mount holes on 38mm dia.
circle. Stainless Steel housing.

円形上にφ6.6mmx3穴。SUS製⑩『バルクケーブル9061-XXXX』

φ6.35mmのポリエチレン被覆されたシールドツイ.250”dia. bulk cable with twisted,shielded pair wires. For customer
attachment to mating connector P/N

ストペア導線です。
『コネクタ 8987-2000000』とも併用されます。
『XXX.X』=任意ケーブル長(0.1mごと)

8978-200-0000. Polyurethane Jacketed.
Specify XXX.X in 0.1m increments.
(e.g. 『9061-0250』=25.0m)(例：『9061-0250』=25.0m長指定)⑪『磁石ジョイント99506-020』

外形φ25.4mm

1”OD, 35 lb. pull strength adaptor for

引っ張り強度約15kg

sensors with 1/4-28 UNF stud. Stainless

1/4-28 UNFねじSteel housing.

ステンレス製⑫『座ぐりキット9338-101』

Consists of a 1” HS air-craft counter1”座ぐり & 4.8mmガイドピンx2bore with 3/16” guide pin, two each,

4.8mmドリル歯x2

along with 3/16”drill bits, two each,

1/4-28穴用のテーパー&ボトム#3 drill bits, two each, 1/4-28 tapered

穴加工タップx2

taps and 1/4-28 bottom taps, two each.