Product Information

PIＸ線管
Ｄ－０５９ＳＢＲ
診 断 用
Ｘ線管 D-059SBR は、0.5 の焦点をもった小形固定
陽極Ｘ線管で、120kV まで使用できます。
このＸ線管は、鮮鋭な焦点を持っているため歯科診断用、特に全顎撮影に適します。

一般定格
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 .......................................................... 定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................... 中性点接地方式
公称最高管電圧 ........................................................................ 120 kV
公称焦点値 ............................................................................... 0.5
最大入力（1.0s） ...................................................................... 1300 W
公称撮影陽極入力 ...................................................................... 1300 W撮影周期 ............................................................................ 1:60 以上（曝射時間：休止時間）
機械的定格：
外形寸法：
全長 .......................................................................... 外形図参照

最大部直径 ...................................................................... 外形図参照
ターゲット：
角度 ............................................................................... 10 °材質 ........................................................................ タングステン

固有ろ過 ................................................. アルミニウム当量 最小 0.8 mm / 50 kV
Ｘ線照射範囲 ...................................................... SID 550 mm にて 160×360 mm
質量 .............................................................................. 約 1320 g

冷却方式 .......................................................... 油浸（冷却温度 60 ℃以下）
使用位置 .................................................... 任意（通常陽極は上方または水平）保持方法 ...................................................... 絶縁円筒あるいは鉛円筒にて固定★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

D-059SBR

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
最高使用管電圧（IEC60613:2010） ....................................................... 120 kV
陽極（または陰極）アース間 ............................................................. 60 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 50 kV
最大使用管電流（IEC60613:2010） ........................................................ 20 mA
最大フィラメント電流 .................................................................... 3.5A
使用フィラメント加熱電源回路 .................................. DC または AC（正弦波）20kHz 以下
熱特性：
陽極熱容量 ........................................................................... 35 kJ
最大陽極冷却率 ....................................................................... 250 W
最大負荷時間 ............................................................................ 25 s

許容環境条件
使用条件：
使用環境条件：
使用環境 ........................................................................ 絶縁油中使用時絶縁油温度 ............................................................. 10 ～ 60 ℃
圧 力 ..................................................................... 70 ～ 140 kPa
輸送及び保管条件：
周囲温度 .................................................................... -40 ～ 70 ℃
相対湿度 ..................................................................... 10 ～ 90 ％（結露ないこと）
気 圧 ...................................................................... 50 ～106 kPa- 2 -D-059SBR

最大単発負荷定格
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値０．５20管 電 流 [mA]

1560kV70kV
80kV1090kV
100kV
110kV
120kV

50110100

負荷時間 [s]管電流・フィラメント特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値０．５（代表値）

20550kV
80kV
4Ef
103120kV

5022.72.93.1

フィラメント電流 [A]- 3 -3.33.51

フィラメント電圧 [V]

管 電 流 [mA]15

D-059SBR

陽極加熱・冷却曲線

陽極に残留（または蓄積）する熱量 [kJ]35225W

30175W

25201510冷却
5加熱
00246冷却（または負荷）時間 [min]- 4 -810

D-059SBR

外形図
単位：ｍｍ4-O

28.1 ±O450.00.1±M5 深10(最大締め付けトルク : 2.5 N/m)

86 ±1.526

166 ±2.5+1

O 28 -0.24060

O 26 ±121O 36

焦点8060はんだ

主放射線方向鉛円筒
塗料 : Hi-PON 40(日本ペイント.)O 60 ±0.4O 66 ±1.51095

絶縁円筒

C2F2N7.3(O1)

短ピン
F1C1- 5 -F1 / F2 ： フィラメント
C1 / C2 ： カソード
N ： 不使用

営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/eng/company/quality.htm を参照ください。

PJ-D-059SBR 2018-11