Purif -Rp2Ⓡ

2chパラレル型 高中圧分取精製装置

ラボスケールの分取をこの一台で2chパラレル型 「高圧 LC ＆ 中圧LC」異なる分離モードの同時運用が可能
同一画面で簡単操作

2chを独立制御

高圧LC
各種HPLCカラム
微量＆精密分析
高分離分析

中圧LC
各種カートリッジカラム
簡便＆スケールアップ
コストダウン

用途に合わせて、各種検出器の運用が可能

ELSD
UV吸収がなくグラジエントをかけたい

RID

CD
有機酸やペプチドなど

UV吸収がない、低コスト

UV （標準装備※）

MS
高感度分取(0.2 mm)、微量分取(3 mm)
２波長可変※VIS（可視光）のオプション装備も可能です。

各種検出器を用いた分析例
RID検出

UV
RI

21

各種検出器との接続により、1台であらゆる分取に対応
ELSD検出31【分取条件】
装置：Purif®-Rp2 中圧側
カラム： Purif-Pack® ODS50-SIZE20
検出器： UV 254nm (セル長0.2mm), Shodex®-RI 502
サンプル: 1. グルコース, 2. ニコチンアミド, 3. カフェイン

2【分取条件】
装置：Purif®-Rp2 中圧側
カラム： Purif-Pack® NH25-SIZE60
検出器：ELSD （他社）
サンプル： 1. スクロース, 2. ソルビトール

CD(電気伝導度検出器)検出UVCD

12UVCD【分取条件】
装置： Purif®-Rp2 高圧側
カラム： 他社ODSカラム
検出器： UV210 nm （セル長3mm), Shodex® CD-200 (45℃)
サンプル： 1. リンゴ酸, 2. コハク酸
※中圧側では、CD検出器をご使用できません

分離精製
バイオテクノロジー
微粒子分析
合成高分子
多数のアプリケーションを掲載しております。
ホームページをご利用ください。
https://www.shoko-sc.co.jp

サンプルに合わせて、各種カラムの運用が可能
コスト￥￥スケール￥￥￥￥￥￥￥gmgμg

順相逆相相互作用（シリカ＆ポリマー）
サイズ排除

分離モード

配位子交換
イオン交換

スケールアップ＆コストダウン

各種カラムとの接続により、１台で μg～g の分取が可能

中圧分取

高圧分取 μg～mg オーダー精密分取1. Theophylline 100 μg

2. Caffeine 300 μgg オーダー分取

1. Theophylline 1 g

2. Caffeine 1 g

Theophylline

212

1Caffeine【MPLC分取条件】
装置： Purif®-Rp2 （中圧）
カラム：Purif® -StarGel Antares-S SIZE：200 (46 mm x 110 mm)
修飾ポリスチレン系合成吸着剤小粒径タイプ
流速: 50 mL/min
検出：UV 254 nm 分取用 （光路長0.2 mm）【HPLC分取条件】
装置： Purif®-Rp2 （高圧）
カラム：HPLCカラム（20 mm x 250 mm）
流速: 10 mL/min
検出：UV 275 nm 微量分取用 （光路長3 mm）

様々な分離モード

1台で様々な分離モードが運用可能なため、作業の効率化を実現

SEC（サイズ排除＋配位子交換モード）
1. Arbutin 5 mg 2. Amygdalin 5 mg

1RIUV
2修飾ポリスチレン（極性分配モード）
1. Arbutin 100 mg 2. Amygdalin 100 mg
12

装置： Purif®-Rp2 （高圧）
カラム: ShodexⓇ KS-801 x2
移動相: H2O
流速: 1 mL/min
インジェクション量: 100 uL
検出器: ShodexⓇ RI-501 + UV 254 nm
微量分取用 （光路長3 mm）
カラム温度: room temp.

装置： Purif®-Rp2 （中圧）
カラム: Purif® -StarGel Antares-S, SIZE 20
移動相: (A) Water (B) 50% CH3OH(B) 0% (4 min)(B) gradient to 100 % (20 min)(B) 100% (4min)
流速: 20 mL/min
インジェクション量: 2 mL
検出器: UV 220 nm 分取用 （光路長 0.2 mm）

ArbutinAmygdalin2020年改訂版

仕様
標準構成

オプション

送液ポンプ

外部検出器

可視光検出器 (VIS) 示差屈折率検出器 (RI)
電気伝導度検出器 (CD) 蒸発光散乱検出器(ELSD) 質量分析計 (MS)

サンプルループ

100uL 500uL 2mL 5mL 10mL
(その他応相談）

脱気装置

50mL/min仕様

その他

溶媒マルチ切替ユニット（中圧ポンプのみ）
エアパージユニット
カラムスタンド延長ユニット
手動フラクション用バルブ/3方リリーフバルブ
カラープリンター

2台

UV検出器

2台

フラクションコレクタ

1台 (2ch対応)

カラムスタンド

2セット

マニュアルインジェクタ

1台 (1ch)フラクション（試験管）ラック 2個 (Bラック）
システム制御1セット(本体組込PC)

装置重量約76kg(本体のみ)

電圧（消費電力）

AC100 – 230V±10% (350VA)

装置寸法

W634mm x D480mm x H660mm

フラクション（試験管）ラックタイプ

試験管サイズ

容量収納数

標準仕様
流量設定範囲①1mL - 50mL/min (1ch)②1mL - 100mL/min (2ch)A

φ12.0 x 105mm

6mL

100本

流量設定確度±2% (1mL – 100mL・メタノール使用時)

A'

φ16.0 x 100mm

14mL

80本

流量安定性

±0.3% (1mL – 100mL・メタノール使用時)

B

φ17.5 x 130mm

18mL

80本

駆動方式

one-cam double-plunger

最大耐圧①20MPa (1ch) ②2.5MPa (2ch)B'

φ18.0 x 180mm

27mL

80本

UV検出器

200 - 400nm (任意2波長で検出)①セル長3mm (1ch) ②セル長0.2mm (2ch)C

φ25.0 x 200mm

60mL

40本

チャンネル数

2チャンネル一体型 ※フラクションノズルをチャンネルごとに独立制御

D

φ30.0 x 200mm

90mL

30本

ラックセット数

1ラック/チャンネル

E

200mLボトル

200mL

12本

フラクション数

最大4ラックまで分取可能/チャンネル

E'

300mLボトル

300mL

12本

分取モード

Timeモード、Volumeモード、Peakモード、Volume/Peakモード

操作方法

17インチ・タッチパネル

OS

Windows10

E-mail会員募集中！

※仕様およびデザインは改良のため予告なく変更される場合があります。
※1ch仕様でも運用可能です。

キャンペーンなどおトクな情報や、新製品、新応用例、展示会情報をお届けします。

ホームページ＞お問合せ＞「総合お問い合わせフォーム」 (https://www.shoko-sc.co.jp/cgi-bin/inquiry/form.cgi?h=web）
または、E-mail：info@shoko-sc.co.jp よりお申し込みください。※左記のQRコードから「お問合せページ」へアクセスできます。

技術相談など お気軽にお問合せください。
カスタマーサポート：TEL.045-913-6689 FAX.045-913-5802
E-mail. info_purif@shoko-sc.co.jp

PuCa5.2-2407-D