Produktinformation

Baureihe IBV 6000
Interpolations- undDigitalisierungs-Elektroniken

Juni 2016

Baureihe IBV 6000
Interpolations- und Digitalisierungs-Elektronik• Eingang  1 VSS• zwei Ausgänge « TTL/ 1 VSS (einstellbar)

Die Interpolations- und DigitalisierungsElektroniken der Baureihe IBV 6000 erlauben
den Anschluss von zwei Folge-Elektroniken
an ein Messgerät. Durch Umstecken derAnschlüsse der beiden Ausgangsflanschdosen können » 1 VSS und/oder  TTL
mit unterschiedlichen, einstellbaren Interpolationsfaktoren ausgewählt werden. Diemöglichen geräteabhängigen Kombinationen
sind unter Auswahl der Ausgangssignale
ersichtlich

Produktinformation Baureihe IBV 6000

6/2016

Technische Kennwerte

IBV 6072
IBV 6172
IBV 6272

Eingang» 1 VSS

Elektrischer Anschluss

M23-Flanschdose (Buchse) 12-polig

Kabellänge 60 m bei UP > 4,9 V
 30 m bei IMessgerät  120 mA
Spannungsversorgungsbereich des angeschlossenen Messgerätes beachten

Interpolation1)

IBV 6072: 2fach
IBV 6172: 2fach (fest), 5fach, 10fach (umschaltbar)
IBV 6272: 2fach4) (fest), 5fach, 10fach (umschaltbar), 20fach, 25fach, 50fach, 100fach (umschaltbar)

Eingangs­
frequenz2) bei­Interpolation

2fach 500 kHz–––––––

5fach –
10fach –200 kHz200 kHz200 kHz100 kHz133 kHz66 kHz

100 kHz
50 kHz80 kHz40 kHz

50 kHz
25 kHz

25 kHz12,5 kHz

20fach25fach50fach100fach

100 kHz80 kHz40 kHz
20 kHz

50 kHz40 kHz
20 kHz
10 kHz33 kHz
25 kHz
26 kHz
20 kHz
13 kHz
10 kHz  6,6 kHz   5 kHz

20 kHz
16 kHz
8 kHz
4 kHz

12,5 kHz
10 kHz5 kHz
2,5 kHz

6,25 kHz5 kHz
2,5 kHz
1,25 kHz––––Ausgänge 1 VSS und  TTL (mögliche Kombinationen siehe Auswahl der Ausgangssignale)
Die folgenden technischen Kennwerte beziehen sich auf  TTL-Ausgänge

Elektrischer Anschluss

2 M23-Flanschdosen (Stift) 12-polig

Kabellänge

 100 m (  50 m)

Flankenabstand a1)

 0,150 µs

Referenzmarkensignal1)

Impulsbreite 90° el. (nicht bei IBV 6072) oder 270° el.

Störungsmeldung1)

über Störungssignal  oder zusätzlich Ua1/Ua2 hochohmig

Spannungsversorgung

5 V ± 0,25 V (nur über X2)

3)

Stromauf­nahme

IBV 6072:  60 mA
IBV 6172:  90 mA
IBV 6272:  130 mA

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur

0 °C bis 70 °C–30 °C bis 80 °C

Vibration 50 bis 2 000 Hz
Schock 11 ms

 10 m/s2
 300 m/s2

Schutzart

IP65

Masse

ca. 0,7 kg

 0,100 µs  0,220 µs  0,345 µs  0,465 µs  0,585 µs  0,950 µs  1,925 µs

fett: diese Version ist im Lieferzustand voreingestellt
1)
einstellbar
2)
einstellbar; nominale Werte, die tatsächliche Eingangsfrequenz kann bis zu 5 % niedriger sein. Ein Überschreiten führt zur Fehlfunktion
3)ohne Stromaufnahme des Messgeräts und ohne Ausgangsbelastung (80 mA bei empfohlener Eingangsschaltung)4)ohne Interpolation auf Anfrage

Produktinformation Baureihe IBV 6000   6/2016

Auswahl der Ausgangssignale

Geräteintern stehen abhängig vom Gerätetyp verschiedene Ausgangssignale zur Verfügung. Sie können durch Umstecken derPlatinenstecker den beiden Ausgangsflanschdosen zugeordnet werden.

IBV 6072
Ausgangssignale
2 x  1 VSS und2 x  TTL x 2
Mögliche Kombinationen••  1 VSS und  1 VSS••  1 VSS und  TTL x 2••  TTL x 2 und  TTL x 2IBV 6172
Ausgangssignale
1 x  1 VSS und
1 x  TTL x 2 und
1 x  TTL x 5 bzw. x 101)
Mögliche Kombinationen••  1 VSS und  TTL x 2 (siehe auch IBV 6072)••  1 VSS und  TTL x 5 bzw. x 101)••  TTL x 2 und  TTL x 5 bzw. x 101)

IBV 6272
Ausgangssignale
2 x  1 VSS und
1 x  TTL und
1 x  TTL x 5 bzw. x 101) und
1 x  TTL x 20, x 25, x 50 bzw. x 101)Mögliche Kombinationen••  1 VSS und  1 VSS (siehe auch IBV 6072)••  1 VSS und  TTL x 2••  1 VSS und  TTL x 5 bzw. x 10••  1 VSS und  TTL x 20, x 25, x 50 bzw. x 1001)••  TTL x 2 und  TTL x 5 bzw. x 10••  TTL x 2 und  TTL x 20, x 25, x 50 bzw. x 1001)••  TTL x 5 bzw. x 10 und TTL x 20, x 25, x 50 bzw. x 1001)
1)

einstellbar
TTL; TTL x 2: nicht getaktet
TTL x 5 und höher: getaktet

2)

TTL auf Anfrage

Produktinformation Baureihe IBV 6000   6/2016

Elektrischer Anschluss

Verbindungskabel M23 12-polig, ¬ 8 mm,2Querschnitt der Versorgungsadern AV = 0,5 mm

Verbindungs- oder Adapter­kabel mit M23-Stecker (Stift)­12-polig

komplett verdrahtet
ID 298399-xx
Kabel und Stecker 12-polig s­ iehe auch HEIDENHAIN-­Produkt­kataloge für Längenmessgeräte, Winkelmessgeräte und Drehgeber sowie die Produktinformationen der jeweiligen Messgeräte

einseitig verdrahtet
ID 309777-xx
unverdrahtet
ID 244957-01[4(2 x 0,14 mm2) + (4 x 0,5 mm2)]

Stecker (Buchse) 12-polig
ID 291697-05

Eingang IBV – » 1 VSS
12-polige
Flanschdose
M23
Spannungsversorgung

Inkrementalsignale

sonstige Signale

1221011568

13

479/

UPSensor
UP0V

Sensor
0V

A+A–

B+

B–

R+

R–

frei

frei

frei

braun/
grün

blau

weiß/
grün

weiß

braun

grün

grau

rosa

rot

schwarz

violett/

gelb

Ausgang IBV – « TTL/ 1 VSS
Gegenstecker:
12-poliger
Stecker M23

12-polige
Flanschdose M231)

Inkrementalsignale

Spannungsversorgung TTL

sonstige Signale

12210115681

347/

9UP

Sensor
5V0V

Sensor
0V

Ua1¢

Ua2£

Ua0

¥

frei

frei

A+A–B+B–R+R–

frei

blau

weiß/
grün

weiß

braun

grün

grau

rosa

rot

schwarz

violett/

gelb 1 VSS
braun/
grün

Kabelschirm mit Gehäuse verbunden; UP = Spannungsversorgung
Sensor: Die Sensorleitung ist im Messgerät mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbunden
Nicht verwendete Pins oder Litzen dürfen nicht belegt werden!
1)
Spannungsversorgung IBV: nur über eine der beiden Flanschdosen, siehe Montageanleitung

Produktinformation Baureihe IBV 6000   6/2016       
    

741451 · 02 · A · 01 · 6/2016 · PDF

Mit Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre
­Gültigkeit. Für Bestellungen bei HEIDENHAIN maßgebend ist immer die zum Vertrags­
abschluss aktuelle Fassung der Produktinformation.
Weitere Informationen•• Produktübersicht Interface-Elektroniken