Produktinformation

DA 400
Druckluft-Filteranlage

Dezember 2016

Druckluft-Filteranlage DA 400

Sperrluft
Die gekapselten Längen- und Winkelmessgeräte von HEIDENHAIN können zur Erhöhung der Schutzart mit Sperrluft betrieben
werden. Dies bietet eine zusätzliche Sicherheit gegen Verschmutzung. Die zum Erzeugen der Sperrluft direkt in die Messgeräte
eingeleitete Druckluft muss durch einen
Mikrofilter gereinigt sein und mindestens
folgenden Qualitätsklassen nach DIN/ISO 8573-1 (Ausgabe 2010) entsprechen:

Für eine optimale Sperrluftversorgung derMessgeräte liegt die erforderliche Druckluftmenge bei 7 l/min bis 10 l/min pro Längenmessgerät bzw. 1 l/min bis 4 l/min pro
Winkelmessgerät. Idealerweise verwendet
man für die Regulierung der Luftmenge
die HEIDENHAIN-Anschlussstücke mit
integrierter Drossel (siehe Zubehör). DieDrosseln gewährleisten bei einem Eingangsdruck von ca. 1 · 105 Pa (1 bar) die
vorgeschriebenen Durchflussmengen.

• feste Verunreinigungen: Klasse 1TeilchengrößeAnzahl Teilchen
pro m30,1 µm bis 0,5 µm
 20 0000,5 µm bis 1,0 µm
 400
1,0 µm bis 5,0 µm
 10• max. Drucktaupunkt:
Klasse 4(Drucktaupunkt bei 3 °C)• Gesamt-Ölgehalt:
Klasse 1(max. Ölkonzentration 0,01 mg/m3)

DA 400
Zur Reinigung der Druckluft bietet HEIDENHAIN die Filteranlage DA 400 an. Sie ist
speziell für den Anschluss von Druckluft
an Messgeräte konzipiert.

Technische Kennwerte

DA 400Bauform

Anlage zur Reinigung und Regulierung der Druckluft

Anschließbare Messgeräte

max. 10 Längenmessgeräte, Winkelmessgeräte oder DrehgeberAufbau• Zyklonabscheider• Vorfilter bis Teilchengrößen von 5 µm, automatischer Kondensatablass• Feinstfilter für Schmutz, Öl und Wasser bis Teilchengrößen von 0,01 µm,automatischer Kondensatablass• Aktivkohlefilter absorbiert Öldampf• Druckregler zum Einstellen des Ausgangsdrucks

Betriebsüberdruck

typ.
max.
min.

Die DA 400 verfügt über spezielle Filter, dieauch bei geringen Volumenströmen eine
gleichbleibende Filterung der Luft gewährleisten. Sie verhält sich außerdem äußerst
tolerant gegenüber plötzlichen Druckschwankungen im Versorgungsnetz, wie

sie durch schaltende Verbraucher in derMaschine hervorgerufen werden können.
Die DA 400 besteht aus drei Filterstufen(Vorfilter, Feinstfilter und Aktivkohlefilter)und einem Druckregler mit Manometer.
Durch Manometer und Druckschalter (alsZubehör lieferbar) lässt sich die SperrluftFunktion effektiv überwachen.
Die in die DA 400 einzuleitende Druckluft
muss bezüglich der Verunreinigungen folgenden Qualitätsklassen nach ISO 8573-1(Ausgabe 2010) entsprechen:• feste Verunreinigungen: Klasse 5
TeilchengrößeAnzahl Teilchen
pro m30,1 µm bis 0,5 µm
nicht spezifiziert
0,5 µm bis 1,0 µm
nicht spezifiziert
1,0 µm bis 5,0 µm
 100 000
• max. Drucktaupunkt:
Klasse 6(Drucktaupunkt bei 10 °C)• Gesamt-Ölgehalt:
Klasse 4(max. Ölkonzentration 5 mg/m3)

7 · 105 Pa
12 · 105 Pa
4 · 105 Pa
Bei weniger als 6 · 105 Pa und mit Wasserdampf gesättigter Druckluft muss ein
zusätzlicher Lufttrockner vorgeschaltet werden.

Qualitätsklassen

Eingangsluft: 5/6/4 (ISO 8573-1: 2010)
Ausgangsluft: 1/4/1 (ISO 8573-1: 2010)

Ausgangsüberdruckeinstellbar von 0,5 · 105 Pa bis 3 · 105 Pa
Der einzustellende Ausgangsüberdruck hängt von der Anzahl der angeschlossenen
Messgeräte und dem Aufbau des Druckluftnetzes ab.

Arbeitstemperatur

5 °C bis 30 °C

Durchflussleistungmax. 360 l/min ( 21,6 Nm /h)Anschlüsse

Drucklufteingang:
Kondensatabscheider Vorfilter/Feinstfilter:
Druckluftausgang:

Wartung

Filterwechsel bis 3 Messgeräte angeschlossen:bis 10 Messgeräte angeschlossen:

Masse

ca. 1 kg

3G 1/4”
Stecknippel 6 x 1
G 1/4”
alle 2 Jahre
jährlich510 Pa  1 bar
Produktinformation DA 400

12/2016

84

Druckluftregler
1 bar bis 4 bar

Betriebsdruck
4 bar bis 12 bar

Kondensatablauf

 5.6*) Platzbedarf für Filterwechsel

 6.8

d 50 mAnschlussbeispiel für Schlauch 6 x 1
Parallelschaltung

d 0.5 md 50 md 0.5 md3md 0.5 md 50 md 0.5 md 50 mAnschlussbeispiel für Schlauch 6 x 1
Reihenschaltung
d9m

d1m
d9m
d1m
d9m
d1m

Produktinformation DA 400

12/2016

Zubehör

Anschlussstück für Schlauch 6 x 1
für Längenmessgeräte am Endstückmit Drossel und Dichtung

ID 226270-02

Anschlussstück für Schlauch 6 x 1
für Längenmessgeräte am Montagefuß
mit Drossel

ID 275239-01

Anschlussstück für Schlauch 6 x 1
für Winkelmessgeräte mit
Drossel und Dichtung

ID 207835-04

1)

ID 207834-02

1)

ID 630380-01

Schwenkverschraubung 90° M5
mit Dichtung

Schwenkverschraubung 180° M5
mit Dichtung
für LS 4x7/LC 4x51)

Distanzstück

ID 230905-01

Druckschalter DS-DA400
zur Überwachung von Druckveränderungen
Schaltdruck einstellbar von 0,2 bar bis 2 bar

ID 810471-01

Druckluftschlauch, Länge 25 m
6 x 1 (Di = 4 mm)
8 x 1,25 (Di = 5,5 mm)
Verteilerstück
Schnellsteckverbindung 6 x 1

Steckverschraubung G1/4“für Schlauch 6 x 1 (DA 400 ausgangsseitig)
für Schlauch 8 x 1,25 (DA 400 eingangsseitig)
Adapterplatte AP-DA400
zur Befestigung der DA 400
anstelle der DA 300
Filterelemente
Vorfilter
VF-DA 400
Feinstfilter FF-DA 400
Aktivkohle AK-DA 4001)

1±0,2 bar

7 l/min bis
10 l/min1±0,2 bar

7 l/min bis
10 l/min1±0,2 bar

1 l/min bis
4 l/min

ID 207881-09
ID 207881-35
ID 310094-02

ID 310092-01
ID 310092-03
ID 748674-01

ID 810415-01
ID 810416-01
ID 810421-01

Zusätzlich ist ein Anschlusstück notwendig.

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 583301 Traunreut, Germany{ +49 8669 31-0
| +49 8669 32-5061
E-mail: info@heidenhain.dewww.heidenhain.de894509 · 03 · A · 01 · 12/2016 · PDF

Weitere Informationen• Prospekt Längenmessgeräte fürgesteuerte Werkzeugmaschinen• Prospekt Winkelmessgeräte mit
Eigenlagerung