阻旋式料位开关
型

式：使用说明书

PRL-300 型

此次，衷心地感谢 购买本产品。请对产品型号、配件进行 认后，按其使用说明书正 使用。
安全方面的注意事项
为使

能够安全地使用该机械，我们会在此说明书内标注下述警示图案。

如错误使用，表示存在导致使用者死亡或者受伤等情况的危险，此内容是为提示避免该危险的注意事项。

警告如错误使用，表示存在导致使用者轻伤、或者带来物质损失等情况的危
险，此内容是为提示 避免该危险的注意事项。
注意

本部销售

TEL.06-6340-5522

FAX.06-6340-5519

大阪工厂

TEL.06-6340-2831

FAX.06-6349-6551

URL http://www.towa-seiden.co.jp/cn/

管理 No.JP31000-5
2009.11.21.修订
2011.01.18.修订
2011.12.22.修订
2013.05.16.修订
2016.11.02.修订

阻旋式料位开关(型式：ＰＲＬ-３００ 型) 使用说明书目录

１．工作原理..................................................................................................................................................................... ２２．安装时的注意事项
ａ．设置场所的决定............................................................................................................................................ ２ｂ．粉粒体的冲击·料斗的振动.................................................................................................................... ２ｃ．和传送机械的关联....................................................................................................................................... ２
３．接线时的注意事项
ａ．外部端子的颜色区分

ａ－１．信号................................................................................................ ３
ａ－２．信号切换的确认方法..............................................................３ｂ．使用电源

ｂ－１．使用电线的接线....................................................................... ３ｂ－２．使用电缆...................................................................................... ３ｂ－３．关 于电线安装工具............................................................... ３ｃ．盖子的拆卸...................................................................................................................................................... ４４．点检............................................................................................................................................................................... ４
５．扭矩调整..................................................................................................................................................................... ４
６．修理方法浆叶安装............................................................................................................................................................... ５
７．组装检查的方法ａ．配线的连接确认............................................................................................................................................ ５ｂ．绝缘电阻的确认............................................................................................................................................ ５ｃ．检查方法........................................................................................................................................................... ５
８．内部配线和导线...................................................................................................................................................... ５
９．内部结构..................................................................................................................................................................... ６
１０．不具合事例(代表例子）................................................................................................................................. ６
参考构造图......................................................................................................................................................................... ７１

１．工作原理电机 c 在弹簧 g 的作用下，位于 e 的位置，它与安装于主轴 b 上的浆叶 a 一起旋转。
现在，由于堆积物的作用，主轴 b 和浆叶 a 的转动同时受阻的话，电机 c 就会以轴d 为中心，在电机内的此时微动速齿轮 j 的作用下，拉着弹簧 g 自转，并向 h 一侧倾斜，f 输出水平检出信号。同时，微动i 使电机 c 停止转动

２．安装时的注意事项
ａ．设置场所的决定请安装在粉粒体的水平位置存在实际变化的场所。
注意

b.粉粒体的冲击
在将其安装在粉粒体下落物的正下方时，料斗内物料成拱作用现象的垮

等的冲击可能会使其破损。

请变换安装场所，或者安装防护板。
料斗的振动请避免将其安装于存在料斗本身、或者振搅机等的长时间连续振动的场所。
c.和传送机械的联

例如満：请安装于即使传送带上的被探测物全部进入料斗后，也未被超越的位置。
空：请安装于料斗内发送出“空”的信号，传送带 始工作后，预计原料刚刚传送进来时的位置。
２

３．接线时的注意事项
ａ．料位外部端子的颜色区分如下所示。

注意导线

绿

色

黄色

红色

纤芯颜色ａ－１．信号
L

绿(青）色 没有被探测物接触浆叶时，和 C 接通（浆叶旋转中）C

黄 信号的中性接点。
（共用接点）

H红 没有被探测物和浆叶接触式，和 C 断

ａ－２．信号切换的认方法将浆叶轻轻地向逆时针方向转 20°左右。

C 一 H 间接通。
C 一 L 间断 。
如果用力这是滑动结转，会听到清脆的金属声，然后浆叶空转 90°。
在起作用，请不用担心。

ｂ．使用电线
注意 ｂ－１．将使用的电线前端捻紧，压着在压着端子上后，再连接到外部端子上。

※请尽量避免使用实心线。
ｂ－２．如果使用电缆的话，请选择外径为φ 1 01 1 的产品。

例：C V V (控制用塑料电缆）
1. 2 5mm 24 芯电缆外径φ 1 12m m 2

3 芯电缆外径φ 1 1V C T (塑料绝缘电缆）
0.7 5mm25 电缆外径φ 1 0 . 524 电缆外径φ 1 0 . 5

1. 2 5mmｂ－３．关 于电线安装工具

完成接线后，请将电线引出金属件拧紧。里面设有橡

垫，可以紧固电缆，防止雨水及湿气的侵蚀。如果未能拧紧，雨水或湿气侵入，会引发故障。
同样，如果使用的电缆规格尺寸不匹配，也会引发故障。
３Ｃ．盖子的拆卸盖子螺丝的规格为 ISO 5mm。
如果不能拧紧螺丝，就会像 b － 4 一样，雨水、湿气侵入后，可能引发故障

注意

４．点检

在点检密封垫圈时，请先取下前部的密封盖。
密封盖的螺纹为右旋螺纹。
请注意、主轴和浆叶轴套的螺纹是左旋螺纹。
内部电机的点检和接线时一样，后部机后，就可以

认限位的工作状态。

外，取下前 体上的左右 根十字螺丝，就可以取下机械装置。
此时，请一定要注意导线。
５．

矩调整可以通过调整装置安装板上的弹簧挂置位置来进行主轴的

装置安装板背面矩调整。

扭矩调整弹簧
挂置位置 4

约10.0N.cm

探测扭矩的变化
5（强）1（弱）约11.5N.cm～约6.0N.cm

４６．修理方法

将浆叶安装到主轴的过程如下所示。

A 的螺纹为左旋螺纹。将螺母⑤拧到主轴⑫，放入垫圈④，然后旋入浆叶的轴套③。
螺丝○。

请注意螺丝上使用了螺丝
７．组装检查的方法ａ．请用万能表ｂ．

认线路是否已经正

接通。

认各端子和地线间的绝缘电阻。

ｃ．检查方法ｃ－１．接通电源。
ｃ－２．

认浆叶、主轴的转动是否顺畅。

ｃ－３．用手接触浆叶，或者将其放入粉体内，（旋转 1 圈3 处）

2

ｃ－４．用手限制浆叶的旋转，（转动一圈认信号是否切换。

认轴的旋转是否产生滑动。

2～3 处）

８．内部配线和导线.
绿绿

绿

黄黄黄

红红导线

红

白白

黒黒５

９．内部结

１０．不具合事例(代表例子）
ａ．微动
内部结

短路事故导致的 常故障
接线完成后，警报一侧( L◎一定要CH ) 和电源一侧的线路接错。

认后再通电。

ｂ．盖子安装 常◎请一定要正 地安装盖子。
ｃ．接线端子或盖子的螺丝破损导致的 常故障◎请选择合 的螺丝刀进行紧固。

请注意避免用手指等部位接触接线端子。
（有触电危险）警告６

７