光ファイバー デジタル放射温度計

小型・小スポット・高精度･･････

IGA320/23-LO

85 ～ 600℃
100 ～ 700℃
150 ～1200℃（2～2.6μm）

小型、軽量で限られたスペースへの設置が容易
小スポット測定を実現 ：
高速測定：

φ0.8mmから2ｍsec（温度下限付近では、応答時間を自動延長）

冷却水不要の耐熱設計
アラーム接点出力可能：温度監視用に
アナログ出力は0～20mAまたは4～20mAの電流出力標準計器への接続が可能
DSP（デジタル信号処理）により、高精度（0.3％）
かつ広い温度範囲で測定が可能
LEDターゲットライトにより、測定位置を容易に確認可能
測定中でも、ON/OFFが可能
金属，グラファイト，セラミクスなどの表面温度測定に適した測定波長を採用
RS485インターフェースにより、PCとの長距離通信が可能
PCとの接続には、RS485-USB変換器を用意
変換器付属の計測ソフトでデータの記録とパラメータ設定
RS485インターフェースにより、多点測定が容易
アプリケーション・金属金型・プリヒート・アニーリング・溶接・鍛造・ハードニング

・溶融・ソルダリング
・圧延

電源BO X
RS48 5-USB
変換器

終端抵抗

RS485システム構成例

計測ソフト：InfraWin

仕様
温度範囲:

スケーリング:
検出波長:
検出器:
精度(不確かさ）:(ε＝1、ｔ90＝1ｓ、Tu＝23℃）

MB 6:
85～600℃
MB 7:
100～700℃
MB 12:
150～1200℃
温度範囲内にて、任意設定可能； 最小スケーリングレンジ 51℃
2 ～ 2.6μｍ
Extended InGaAs
2℃≦400℃
測定値の0.3％+1℃＞400℃(ウォームアップ時間：30分）

分解能:
再現性:
応答時間 t90:
放射率 ε:
透過率 τ:
光学系(レンズ）:

最大/最小値保持:

出力アナログ信号:
位置確認:
通信機能:
操作モード接点:
ヒステリシス
パラメータ:（*1）

計測ソフトウェア:

通信経由：0.1℃(通信経由)、アナログ出力：スケーリングレンジの0.025%未満
測定値の0.1%＋1℃ （ε=1, t90=1s , Tamb. = 23℃）
2 ms (ただし、温度下限付近では、応答時間を自動延長し、ノイズを低減）
設定： 0.01s, 0.05s, 0.25s, 1s, 3s, 10ｓ
10.0～100.0％ 0.1％ステップ
10.0～100.0％ 0.1％ステップ
Type Ⅰまたは Type Ⅱ
ファイバー径 MB6：φ0.6mm（緑マーク）
MB7：φ0.4mm（青マーク）
MB12 ：φ0.2mm（赤マーク）
DIN：本体側 SMA：レンズ側
tclear設定により保持解除
・tclear設定値 off, 0.01s, 0.05s, 0.25s, 1s, 5s, 25s
自動解除（次の測定対象物が来た時）
DC4 ～ 20mA/DC0 ～ 20mA リニア出力（選択可）、負荷抵抗500Ω以下
LEDターゲットライト
RS485(アドレス指定可)、半2重、ボーレート1200 ～ 38400
フォトカプラ出力：最大50V DC , 0.2mA；最大 800mW
2～20℃ 設定可能
通信経由での設定
放射率補正ε、透過率τ、応答時間t90、最大/最小値tclear
0 ... 20ｍA/4 ... 20ｍA切替、スケーリング、周囲温度補償
RS485 アドレス、ボーレート
操作モード接点、ヒステリシス、ウェイト時間ｔｗ
InfraWin （Windows PC上で動作）

供給電源:
DC24V（10～30V DC）リップルは0.5V未満
消費電力:max. 1 W
絶縁対策:
電源回路・インターフェース・アナログ出力信号は互いに絶縁、本体とも絶縁保護等級:
IP65 (DIN 40 050)
本体材質:
SUS
周囲温度:
本体：0 ～ 70℃ / レンズ及びレンズ側光ファイバー：200℃
保管温度:-20 ～ +70℃
外形寸法:
下図参照
重量:
約0.53kg（レンズ、ファイバー含）CEマーク:
電磁イミュニティに関するEU指令に適合（*1）パラメータは通信経由で設定します。

外形寸法

センサーヘッド
本器は、2種類のセンサーヘッド（TypeⅠ：小型、固定焦点型、TypeⅡ：標準、可動焦点型／固定焦点型）を用意しています。
固定焦点型は、焦点の位置以外でのスポット径は計算により求めることができます。
可動焦点型は、任意の測定距離でスポット径を絞ることができます。

小型（TypeⅠ）

焦点距離a [mm]120MB63.5（固定焦点型）

260

8.3

5.5

3788 ～ 110
95 ～ 129
105 ～ 161
200 ～ 346

1.2 ～ 1.8
1.5 ～ 2.1
1.7 ～ 2.7
2.9 ～ 5.1

0.8 ～ 1.2
1.0 ～ 1.4
1.1 ～ 1.8
1.9 ～ 3.4

0.5 ～ 0.7
0.6 ～ 0.8
0.7 ～ 1.1
1.1 ～ 2.0

17.5 ～ 15.5
16.5 ～ 14.5
15.0 ～ 13.5
17.5 ～ 15.5

87
200

1.2
2.90.8
1.9

0.5
1.1

1515

センサーヘッド

標準（TypeⅡ）（可動焦点型）標準（TypeⅡ）（固定焦点型）

スポット径 M [mm]MB7MB122.31.3

アパーチャ径 [mm]D [mm]
7

IGA320/23-LOは、ファイアの光学ロッド（いわゆる「lightpipe」）を使うこともできます。Lightpipeは小さな穴または真空炉に挿入することができます。この構成は誘導加熱を用いたアプリケーションに適しています。従来のレンズでは近接した設置ができない時の、解決策になります。lightpipe
バージョンは、特別注文品となります。

lightpipe(ライトパイプ)

機器外観

ハウジング（SUS）

接続ケーブル

光ファイバー、SUSのフレキシブルケーブル
センサーヘッド（レンズ）

基本接続例

PCのUSBポートへ
RS485-USB
変換器

ご注文について
MB 6
MB 7
MB 12

温度範囲
85～600℃
100～700℃
150～1200℃

ファイバー長2.5m

ファイバー長1m－3913-930
3913-980
3913-940

3913-970
3913-950

Ø 0.6 mm (green fiber mark)Ø 0.4 mm (blue fiber mark)Ø 0.2 mm (red fiber mark)

本体、光ファイバー、センサーヘッド、検査合格証、取扱説明書を含みます。
センサーヘッド（レンズ）の種類は、注文の際にご指定下さい。
接続用ケーブルとRS485-USB変換器が別途必要です。これらを一式にまとめたケーブル付専用電源BOXを用意しております。

アクセサリ

接続ケーブル 2m（ストレートコネクタ付）
接続ケーブル 5m（ストレートコネクタ付）
接続ケーブル 2m（L字型コネクタ付）
接続ケーブル 5m（L字型コネクタ付）；3920-030；3920-040；3920-130；3920-140※接続ケーブルは5m単位で30mまで用意しています。

RS485 ⇔ USB変換器；3852-600⑨LEDデジタル表示器 DA 6000

；3826-510⑥取付金具
スキャンニングアタッチメント SCA 300
スキャンニングアタッチメント用エアーパージ
エアーパージ90°ミラー（エアーパージ付） Type II用NG 2D 電源NG DC 電源
USB-LabKit；3834-230；3843-460；3835-290；3835-180；3835-240；3852-550；3890-290；3852-610①②③④⑤⑦⑧

計測ソフト:InfraWin

放射温度計専用電源BOX 5000-00１+USB
・ケーブルは全て付属
・コネクタ接続のため、配線作業が容易
・レーザパイロットライトスイッチ付
・ケースは、アルミダイキャスト製で、耐久性抜群！
・PCのUSBポート接続用にRS-USB変換ケーブル付属以下の機能が使用できます。
■パラメータの設定（放射率、応答時間、最高値保持など）■温度スケーリング(最小目盛51℃)■バーグラフ温度表示■グラフトレンド（リアルタイム表示）■データロギング（グラフ表示）■データリスト(Excelへの転記可)■本体内部温度表示■測定距離／面積計算のヘルプ機能

RS-USB変換ケーブル

最新版は、メーカーサイトからダウンロードできます。

本社〒569-0835 大阪府高槻市三島江1丁目5番4号
Tel : 072-678-3453 Fax : 072-678-3516
パイロメータ営業部〒221-0063 横浜市神奈川区立町6丁目1番 ANNI横浜EAST4Ｆ
Tel : 045-438-1191 Fax : 045-438-1192

東京支店
横浜営業所
名古屋支店
高砂営業所
岡山営業所
広島営業所
北九州営業所
大分営業所
長崎営業所
高槻工場
長崎工場

Tel : 03-3454-3691
Tel : 045-438-4566
Tel : 0562-57-2680
Tel : 079-444-1300
Tel : 086-448-5421
Tel : 082-568-5099
Tel : 093-671-5834
Tel : 097-558-3222
Tel : 095-871-0115
Tel : 072-678-1313
Tel : 095-871-0115

Fax : 03-5422-7815
Fax : 045-438-4568
Fax : 0562-57-2681
Fax : 079-444-1301
Fax : 086-444-9149
Fax : 082-568-5098
Fax : 093-662-3652
Fax : 097-552-3131
Fax : 095-871-1001
Fax : 072-679-2006
Fax : 095-871-1001