光アイソレーション差動プローブ
製品カタログ

SigOFIT

SiC/GaN などの第3世代半導体に最適な
光アイソレーションプローブ◦帯域幅： DC-1GHz◦コモンモード電圧： 最大85kVpk◦DC 精度： 1%◦CMRR： 最大180dB◦BNC 端子（50Ω）に対応™

SigOFIT™ 技術による高 CMRR と絶縁抵抗で帯域幅範囲内の信号を精細に捕捉
True Signal

第3世代半導体に最適

優れた振幅 - 周波数特性

SigOFIT プローブは、100MHz で128dB、1GHz で100dB を超える高いコモンモード除去比（CMRR）を持ち信号を忠実に測定可能です。

SiC や GaN のようなデバイスは、高エネルギーの高周波高調波を含む高電圧を数ナノ秒で切り替えることができます。SigOFIT
は 最大帯域幅 に お い て も100dB 以上 のCMRR を有し、高周波コモンモードノイズによる発振を抑制します。

DCゲイン精度≦1％、ノイズ≦0.45mVrms、ゼロ・ドリフト <0.1%（5分後）、ゲイン・ドリ
フト <1%。

小型で使いやすい本体設計

安全性能

多様なアッテネータ・チップ

従来の差動プローブより小型で正確なプ
ローブチップとなり電源投入後すぐにテストが可能です。オートゼロは1秒未満、リアルタイムで正確な信号出力を実現します。

SigOFIT プローブのテストリードは短く同軸ケーブル伝送のため、入力キャパシタンスは2.5pF 未満となり安全に GaN テストができます。
＊デバイスがすでに臨界状態にある場合、安全性は保証されません。

従来の差動プローブは高電圧信号しか測定できませんでしたが、SigOFIT プローブは異なるアッテネーター・チップを使用することで、±0.1V から±6250までの差動モード信号を測定することができ、最適なレンジで高い S/N 比を実現します。

仕様
MOIP100P

MOIP200P

MOIP350P

MOIP500P

MOIP800P

MOIP1000P

商品コード537127

537128537129537130

537131537132価格（税抜）¥566,000¥850,000¥1,256,000¥1,885,000¥2,574,000¥3,203,000

帯域幅100MHz200MHz350MHz500MHz800MHz

1GHz立ち上がり時間≤3.5ns≤1.75n≤1ns≤700ps≤438ps≤350ps

DC：180dB
100MHz：128dB

DC：180dB
200MHz：122dB

DC：180dB
350MHz：118dB

DC：180dB
500MHz：114dB

DC：180dB
800MHz：110dB

DC：180dB
1GHz： 108dB

±2.5V

±2.5V

±1.25V±500mV±500mV±500mV

型式

CMRR
出力電圧範囲ノイズ<1.46mVrms

入力インピーダンス
ディレイ
電源
ゲイン精度
コモンモード入力範囲
ケーブル長<450µVrms
1M Ω || 10pF

15.42ns ( ファイバー長さ2m)

16ns ( ファイバー長さ2m)
USB Type-C、DC：5V
1%
60kVpk2m（カスタム可能）

光アイソレーション差動プローブ用アッテネータ・チップ OP シリーズ
対応機種

MOIP
100P &MOIP
200P

MOIP
350P

MOIP
500P

アッテネータチップ

商品コード価格（税抜） コネクタ

OP10-2537133¥114,000

MMCX

OP20-2*¹537134¥114,000

MMCX

OP50-2537135¥114,000

MMCX

OP100-2537136¥114,000

MMCX

OP1000-2537138¥114,000

MCX

OP2000-2537139¥114,000

MCX

OP5000-2537140¥114,000

LCX

OP10-3537141¥200,000

MMCX

OP20-3*¹537142¥200,000

MMCX

OP50-3537143¥200,000

MMCX

OP100-3537144¥200,000

MMCX

OP200-3537145¥200,000

MCX

OP500-3537146¥200,000

MCX

OP1000-3*¹537147¥200,000

MCX

OP2000-3537148¥200,000

MCX

OP5000-3537149¥200,000

LCX

OP10-5537150¥350,000

MMCX

OP20-5537151¥350,000

MMCX

OP50-5*¹537152¥350,000

MMCX

OP100-5537153¥350,000

MMCX

OP200-5537154¥350,000

MCX

OP500-5537155¥350,000

MCX

OP1000-5537156¥350,000

MCX

OP2000-5*¹537157¥350,000

MCX

OP5000-5537158¥350,000

MCX

OP10000-5537159¥350,000

LCX＊1 アッテネータ・チップは１本ずつ標準付属されます。

衰減比

差動電圧10:1 @0dB

±12.5V

1:1 @20dB±1.25V

20:1 @0dB±25V

2:1 @20dB±2.5V

50:1 @0dB±62.5V

5:1 @20dB±6.25V

100:1 @0dB

±125V

10:1 @20dB±12.5V

1000:1 @0dB

±1250V

100:1 @20dB±125V

2000:1 @0dB

±2500V

200:1 @20dB±250V

5000:1 @0dB

±6250V

500:1 @20dB±625V

10:1 @0dB±12.5V

1:1 @20dB±1.25V

20:1 @0dB±25V

2:1 @20dB±2.5V

50:1 @0dB±62.5V

5:1 @20dB±6.25V

100:1 @0dB

±125V

10:1 @20dB±12.5V

200:1 @0dB

±250V

20:1 @20dB±25V

500:1 @0dB

±625V

50:1 @20dB±62.5V

1000:1 @0dB

±1250V

100:1 @20dB±125V

2000:1 @0dB

±2500V

200:1 @20dB±250V

5000:1 @0dB

±6250V

500:1 @20dB±625V

10:1 @0dB±5V

1:1 @20dB±0.5V

20:1 @0dB±10V

2:1 @20dB±1V

50:1 @0dB±25V

5:1 @20dB±2.5V

100:1 @0dB

±50V

10:1 @20dB±5V

200:1 @0dB

±100V

20:1 @20dB±10V

500:1 @0dB

±250V

50:1 @20dB±25V

1000:1 @0dB

±500V

100:1 @20dB±50V

2000:1 @0dB

±1000V

200:1 @20dB±100V

5000:1 @0dB

±2500V

500:1 @20dB±250V

10000:1 @0dB

±5000V

1000:1 @20dB±500V

最大非破壊電圧

入力
インピーダンス

1000Vpp3.75M Ω || 6pF

1000Vpp

4.47M Ω || 4pF

1000Vpp

4.19M Ω || 2pF

1000Vpp

4.10M Ω || 2pF

2500Vpp20.94M Ω || 1pF

2500Vpp20.52M Ω || 1pF

8000Vpp40.82M Ω || 2.4pF

1000Vpp3.75M Ω || 6pF

1000Vpp

4.47M Ω || 4pF

1000Vpp

4.19M Ω || 2pF

1000Vpp

4.10M Ω || 2pF

2500Vpp

9.03M Ω || 2pF

2500Vpp20.98M Ω || 1pF

2500Vpp20.94M Ω || 1pF

2500Vpp20.52M Ω || 1pF

8000Vpp40.82M Ω || 2.4pF

1000Vpp3.75M Ω || 6pF

1000Vpp

4.47M Ω || 4pF

1000Vpp

4.19M Ω || 2pF

1000Vpp

4.10M Ω || 2pF

2500Vpp

9.03M Ω || 2pF

2500Vpp20.98M Ω || 1pF

2500Vpp20.94M Ω || 1pF

2500Vpp20.52M Ω || 1pF

3600Vpp40.92M Ω || 1pF

8000Vpp40.82M Ω || 2.4pF

光アイソレーション差動プローブ用アッテネータ・チップ OP シリーズ
対応機種

MOIP
800P &MOIP
1000P

アッテネータチップ

商品コード価格（税抜） コネクタ

OP10-1G

537160¥450,000

MMCX

OP20-1G

537161¥450,000

MMCX

OP50-1G*¹537162¥450,000

MMCX

OP100-1G537163¥450,000

MMCX

OP200-1G537164¥450,000

MCX

OP500-1G

537165¥450,000

MCX

OP1000-1G537166¥450,000

MCX

OP20001G*¹537167¥450,000

MCX

OP5000-1G

537168¥450,000

MCX

OP10000-1G537169¥450,000

LCX

衰減比

差動電圧

10:1 @0dB±5V

1:1 @20dB±0.5V

20:1 @0dB±10V

2:1 @20dB±1V

50:1 @0dB±25V

5:1 @20dB±2.5V

100:1 @0dB

±50V

10:1 @20dB±5V

200:1 @0dB

±100V20:1 @20dB±10V

500:1 @0dB

±250V

50:1 @20dB±25V

1000:1 @0dB

±500V

100:1 @20dB±50V

2000:1 @0dB

±1000V

200:1 @20dB±100V

5000:1 @0dB

±2500V

500:1 @20dB±250V

10000:1 @0dB

±5000V

1000:1 @20dB±500V

最大非破壊電圧

入力
インピーダンス

1000Vpp3.75M Ω || 6pF

1000Vpp

4.47M Ω || 4pF

1000Vpp

4.19M Ω || 2pF

1000Vpp

4.10M Ω || 2pF

2500Vpp

9.03M Ω || 2pF

2500Vpp20.98M Ω || 1pF

2500Vpp20.94M Ω || 1pF

2500Vpp20.52M Ω || 1pF

3600Vpp40.92M Ω || 1pF8000Vpp

40.82M Ω || 2.4pF＊1 アッテネータ・チップは１本ずつ標準付属されます。

Q&A
Q 購入前にデモ機などを借用することは可能でしょうか？
デモ機をご用意しておりますので、ご検討の際にはお気軽にご相談ください。なお、デモ機が貸し出し中の場合もございます。あらかじめご了承ください。

Q できるだけ早く使いたいのですが、貴社に在庫はありますか？
昨今の部品不足などで在庫が不足しているケースもありますので、大変お手数ですが納期をお急ぎの場合はお問い合わせをお願いいたします。

Q 現在使用しているオシロスコープで使えますか？
BNC 端子と50Ωインピーダンスを備えたオシロスコープで幅広く使用可能です。測定対象の信号に対して必要な仕様を満たすモデルをご選択ください。

注意

本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。
ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

◦仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。◦製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。◦価格には、消費税が含まれておりません。
◦記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「Ⓡ」は記載しておりません。

お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

Cat.No: C1680C〒566-0041 大阪府摂津市北別府町4-5
TEL： 06-6829-1122
FAX： 06-6829-1123
URL: http://kobakei.co-site.jp

このカタログの記載内容は2024年9月現在のものです。