TrimbleR580
G N S S システム

毎日の高精度ニーズを満たす信頼性の高い統合受信機。

実績ある信頼性の高い測位
生産的GNSSの環境が悪い中でも高い精度と生産性を提供する、Trimble® ProPoint ®
GNSS測位エンジン。

電離層におけるGNSS信号の遅延・ゆがみを軽減するTrimble IonoGuard™
テクノロジー。
Trimble xFill®補正データ停止時対応
技術。
衛星またはインターネット経由のTrimble CenterPoint ®RTX補正。

高精度

高精度測量またはGISワークフローを必要とする地理空間用途向けプロフェッショナルソリューション。
Trimble Access™またはTrimble TerraFlex ®現場ソフトウェア用に最適化されています。

信頼性Trimble Maxwell™ 7テクノロジーによるスプーフィング対策機能。

Trimble EVEREST ™ Plusマルチパス軽減。
受信のみの450 MHz UHF無線10。

GNSSアンテナ一体型コンパクト設計でケーブルからの解放。

軍用規格の堅牢設計でIP65基準に準拠。

詳しくはこちらから:
geospatial.trimble.com/R580

スペックシート

Trimble R580

GNSSシステム
性能仕様

GNSS技術衛星群を問わない、柔軟な信号捕捉、および困難を伴う環境での改善された測位1をTrimble ProPoint GNSS技術により実現。
Trimble CenterPoint RTXおよびTrimble FieldPoint RTX補正サービスはすでにアクティベーションされ、最初の12か月間ご使用になれます。受信契約は、受信機の構成によってCenterPoint RTXまたはFieldPoint RTXのいずれかになります。
詳しくはrtx.trimble.comをご覧ください。
高度なTrimble Maxwell 7技術

Trimble EVEREST Plusマルチパス信号除去

GNSSジャミングのトラブルシューティングに使用可能なスペクトラムアナライザ
アンチスプーフィング（AS）性能

電離層におけるGNSS信号の遅延・ゆがみを軽減するTrimble IonoGuardテクノロジー
Trimble Access 2023.10以降を使用して RTK 補正情報をストリーミングするための Trimble Internet Base Station Service(IBSS) をサポート
1,510MHz未満の帯域に対して日本向けLTEフィルタを使用することで、日本のLTE基地局から100m離れた場所でアンテナを使うことが可能

衛星捕捉

1616Mhzを超える帯域に対してイリジウムフィルタを使用することで、イリジウム転送機から最高20m離れた場所でアンテナを使うことが可能
GPS: L1C, L1 C/A, L2E (L2P), L2C, L5

GLONASS: L1C/A, L1P.L2C/A, L2P, L3

Galileo: E1、E5A、E5BおよびE5AltBOC
BeiDou: B1、B2、B1C、B2A、B2B
QZSS: L1 C/A、L1C、L2C、L5IRNSS: L5

SBAS: L1 C/A (EGNOS/MSAS GAGAN/SDCM), L1 C/AおよびL5 (WAAS)

構成オプション

センチメートルレベルの精度
デシメートルレベルの精度

測位性能

Lバンド: Trimble RTX ®

従来の測量ワークフローや高精度GISマッピング、資産データ取得に最適
毎日のGISマッピングや資産データ取得に最適

静止GNSS測量

静止および高速静止測位

リアルタイムキネマティック測量

水平3 mm + 0.5 ppm RMS

水平精度

10 mm + 1 ppm RMS

水平精度

10 mm + 0.5 ppm RMS

垂直5 mm + 0.5 ppm RMS

単独基線<30km
RTK測位 2

ネットワークRTK 2

鉛直精度
鉛直精度

コードディファレンシャルGNSS測位

0.25 m + 1 ppm RMS

SBAS 3＜5 m 3DRMS、通常

水平10 mm + 1 ppm RMS

水平2 cm RMS

Trimble RTX Fast地域での指定精度へのRTX収束時間< 1分

後処理キネマティックセンチメートル / デシメートル構成 2

CenterPoint RTX4垂直垂直FieldPoint RTX

TRIMBLE xFILL 520 mm + 0.5 ppm RMS

水平垂直TRIMBLE RTX補正情報サービス

20 mm + 1 ppm RMS

水平水平垂直0.50 m + 1 ppm RMS20 mm + 1 ppm RMS

3 cm RMS
10 cm RMS
RTK6 + 10 mm/分RMS

RTK6 + 20 mm/分RMS

スペックシート

Trimble R580

GNSSシステム
ハードウェア

バッテリおよび電源内蔵着脱可能充電式リチウムイオンバッテリ（内部バッテリコンパートメント内）

消費電力

2.75 W

外部内蔵バッテリ使用時の動作時間

機械的仕様

Mini-B USBコネクタによる電源入力に対応。GNSS受信機の内部バッテリの充電には使用不可
移動局

5時間; 温度により変動

ユーザインターフェース

LEDインジケータによる受信機ステータス表示
オン／オフキーを押すだけで起動

重量1.08 kg（受信機のみ）

外寸

環境性能
温度
湿度

侵入に対する保護ポールからの落下
衝撃

動作時7
保管時

100% （結露）直径14.0 cm x 高さ11.4 cm-20 °C～+55 °C-40 °C～+75 °C

IP 65

全ての面と角が2メートルの高さからコンクリートへの落下に耐える設計（25°C）
非動作時
作動中

最大75 g、6 ms、のこぎり歯40 gまで、10 ms、のこぎり歯に耐える
2 Hzレートでの100回の衝撃イベント

振動

MIL-STD-810G（動作時）、方法514.6、手順I、カテゴリー4、図514.6C-1（共通キャリア、米国高速道路でのトラック輸送振動）
掛かるグラム数レベルは合計1.95 g

周波数範囲

L1/L2/L5 GPS/GLONASS/QZSS、BeiDou、Galileo、NavIC L5、SBASマルチ周波数（フルGNSS）

USB

1 USB 2.0（タイプB）デバイス

内部アンテナ

通信およびデータ保存
Wi-Fi®

Bluetooth®ワイヤレステクノロジー

ネットワークプロトコル
対応データ形式
補正入力

同時クライアントおよびアクセスポイント（AP）モード
完全統合、完全密封型

2.4 GHz Bluetoothモジュール8

HTTP（ウェブブラウザGUI）; NTPサーバ、TCP/IPまたはUDP; NTRIP v1およびv2、クライアントモード; mDNS/uPnPサービス
ディスカバリ; ダイナミックDNS; eMailアラート; Google Earthへのネットワークリンク; PPPおよびPPPoE
CMR+、CMRx、RTCM 2.1、RTCM 2.3、RTCM 3.0、RTCM 3.1, RTCM 3.2の入出力

データ出力 NMEA、GSOF

24 NMEA、GSOF、RT17およびRT27

外部通信

外部GSM/GPRSモデム、携帯電話サポート

データ保存

統合型受信無線（オプション）10
チャンネル間隔（450 MHz）10
感度（450 MHz）10測位レート

認証

256 MB内部メモリ9統合型450 MHz UHF無線
12.5および25 kHz-103 dBm、GMSK 9600ボー、25 kHzチャンネル間隔
1 Hz、2 Hz、5 Hz、10 Hz

FCC Part 15 Subpart B (Class B Device)、Part 15.247、Part 90

カナダのICES-003。 Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada
カナダRSS-247

Cet appareil est conforme à la norme CNR-247

IEC 62368-1、第3版、IEC 62311、EN 38.3、UL 2054
EN 55032、EN 55035
RCMマークRED 2014/53/EU、EN 303-413、EN 300-328、EN 300-113、EN 301-489に準拠したCEマーク
MIC（日本）S.I. 2016 No. 1101、S.I. 2016 No. 1091、S.I. 2017 No. 1206に準拠したUKCAマーク
RoHS準拠WEEE準拠スペックシート

Trimble R580

GNSSシステム

TRIMBLE PROTECTED保護プラン

Trimble Protected保護プランを追加することで、標準のTrimble製品保証を超えた、安心をご提供いたします。
追加された機能強化には、摩耗や消耗、環境損傷などが含まれます。 事故による損害は、一部の地域で取り扱いのプレミアムプランで補償されます。
詳しくは、 trimbleprotected.com をご覧いただくか、お近くのTrimble販売代理店にお問い合わせください。

1 困難を伴うGNSS環境とは、受信機の可用性が十分で最低限の精度要件を満たすことが可能であるにも関わらず、樹木、建物、その他の物体により信号が部分的に遮られたり反射したりする可能性がある状況をいいます。 実際の結果は、ユーザの地理的位置、大気活動、シンチレーション量、GNSS衛星群の健全度および可用性、マルチパスや信号の閉鎖の度合いにより異なる場合があります。
2 精度と信頼性はマルチパスや障害物、衛星の配置、干渉、大気の状態などの変則的な要因によって異なります。常に推奨された方法に従って作業を行ってください。指定されたR580搬送波（後処理）精度は、通常、基線の長さが100km以下で達成できます。搬送波の後処理精度には、少なくとも2分の搬送波データが必要です。
3 SBASシステムの性能に依存します。

4 RMSパフォーマンスは、再現可能な現場内測定に基づくものです。実現可能な精度や初期化時間は、受信機やアンテナの種類や能力、ユーザの地理的な位置、大気活動、シンチレーション量、GNSSの衛星群の健全度および可用性のほか、大きな樹木や建物などの障害物を含むマルチパスの度合いによって異なります。
5 精度はGNSS衛星の可用性に依存します。xFillプレミアム受信契約がない場合、xFill測位は、無線機のダウン時間が5分を経過した時点で終了します。xFillプレミアムは、解の収束が完了している限り、5分を経過した後も継続します（通常、その場合の精度は、水平3cm、鉛直7cm以下です）。xFillはご利用になれない地域もあります。詳しくは、担当の販売員にお尋ねください。

サポート対象機器• iPhone 13• iPhone 13 Pro• iPhone 13 Pro Max• iPad（第9世代）• iPad Pro 12.9インチ（第5世代）• iPad Pro 11インチ（第3世代）

6 RTKは、補正データ源が失われ、xFillが作動する前に最後にレポートされた精度を基準とします。

7 受信機は-20 °Cまでは通常通り動作しますが、内蔵バッテリの動作温度は–20 °Cから+60 °C（周囲温度+50 °C）までです。
8 Bluetooth型式認定は国により異なります。

9 内部メモリは、一部がファームウェアによって使用されるため、実際に使用可能な容量は仕様の容量より少なくなります。
使用可能な容量は受信機ファームウェアをアップグレードするときに変わります。
10 無線搭載受信機のみ対応。

仕様は予告なく変更される場合があります。

北米
Trimble Inc.
10368 Westmoor Dr
Westminster CO 80021
USA
詳しくは最寄りのTrimble正規販売店にお問い合わせください。

Made for Appleバッジが付いた製品は、バッジ内で特定されているApple製品に接続可能な製品として設計されたアクセサリで、Appleのパフォーマンス基準を満たすものとして開発者により認証されています。Appleは、本デバイスの動作や、安全および規制基準への適合性については責任を負いません。

日本株式会社ニコン・トリンブル〒144-0035
東京都大田区南蒲田2-16-2
テクノポート大樹生命ビル
Tel +03-5710-2596
Fax +03-5710-2604
www.nikon-trimble.co.jp

アジア太平洋地域
Trimble Navigation
Singapore PTE Limited
3 HarbourFront Place#13-02 HarbourFront Tower Two
Singapore, 099254
シンガポール© 2023–2024, Trimble Inc. 版権所有。Trimble、地球儀と三角形のロゴ、CenterPoint、ProPoint、TerraFlex、Trimble RTX、およびxFillは、米国、その他の国で登録されたTrimble Inc.の登録商標です。Trimble Access、EVEREST、IonoGuardおよびMaxwellはTrimble Inc.の商標です。Bluetoothのワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有しており、かつTrimble Inc.によるこれらマークの使用はいずれも、使用許諾ライセンスの下にあります。Google、Google
Play、およびその他の標記はGoogle LLCの商標です。iPadおよびiPhoneは、Apple Inc.の商標で、米国、その他の国で登録されています。Galileoは、欧州連合および欧州宇宙機関の使用許諾を受けて開発されています。その他すべての商標は､それぞれの所有者に帰属します｡PN 022516-677E-ja-JP (04/24)