全自動血液凝固測定装置

CN シリーズ

www.sysmex.co.jp私たちは長年の経験に基づいた信頼できる結果をこれからも提供し続けます。
変わりゆく検査ニーズに応えるため、豊富な製品ラインナップだけでなく、新たな価値を創造します。

Sysm ex new pro po sal to02 CN-series

4P ower

P owerful productivity
高速測定、拡張性も高く場所も取らない設計で効率的な検査環境を実現します。

Analytical P ower
血栓止血検査における経験と実績をベースに、新しい技術とプログラムを搭載。
より信頼性の高い検体情報を皆様にお返しします。

Operational P ower
お客様の声を取り入れ、検体の準備からデイリーメンテナンスに至るまで、使い易さにこだわりました。

P owerful services
サポートプログラムと独自のネットワークサービス、そして全国約 200 名のサービスマンが、安心できる環境をお届けします。

th e possibilit y of inspecti o n.
CN-series 03

Powerful productivity
国内の検査環境にあわせ、これまでの機能を更にパワーアップさせ、コンパクトに凝縮しました。

測定原理

凝固法,合成基質法,免疫比濁法,凝集法
処理能力
最大 450 テスト/ 時間※ CN-6000・PT 単独

コンパクト
設置面積約 50% OFF
1,350㎜
CS-5100(約 11,845cm²)
CN-3000/
CN-6000(約 5,390cm²)※CS-5100 の
約 50％のサイズ

906㎜※廃棄ボックスは含まない

595 ㎜

100V 電源対応

全自動血液凝固測定装置
CN-3000 / CN-6000

表示灯

お客様に最適な運用を提案するため、表示灯や作業用サイドラック、120 検体が設置できるサンプラー、試薬キャップテーブルなど多くのオプション品を取り揃えました。

04 CN-series

作業用サイドラックサンプラー

化学発光酵素免疫測定法（CLEIA 法）の搭載 ※CN- 3500・CN- 6500 のみ
当社従来の凝固装置では測定できなかった化学発光酵素免疫測定法（CLEIA 法）を搭載し、一体機としてコンパクトに仕上げました。
クエン酸ナトリウムを使用した血漿検体の測定ワークフローを一元化します。

測定原理
凝固法,合成基質法,免疫比濁法,凝集法,CLEIA法

CLEIA法 処理能力
最大 26テスト/ 時間※ CLEIA法項目単独

コンパクト
設置面積約 60% OFF

CS-5100 + HISCL-800 よりコンパクト（約 22,963cm²）

1,350㎜
CS-5100(約 11,845cm²)

HISCL-800

CN-3500・CN-6500（約 9,558cm² ）（約 11,118cm²）※CS-5100 + HISCL-800の約 40％サイズ

906㎜

全自動血液凝固測定装置 CS-5100（医療機器製造販売届出番号：28B1X100140000 21）
全自動免疫測定装置 HISCL-800（医療機器製造販売届出番号：28B1X10014000012）

1,055 ㎜
全自動血液凝固測定装置
CN-3500 / CN-6500

100V 電源対応

搬送レーンを接続することができます。
装置は最大 3台まで連結でき、検体投入・回収を一元化しつつ、キャップピアシングにも対応します。検体投入口の位置などカスタマイズが可能で運用に合わせたレイアウトを提案します。

※ 2 装置接続・検体の右投入・右回収・

CV-60Ext 使用パターン
約 3,904(W)× 約 1,173(D)× 約 1,359(H) ㎜

CN-series 05

Analytical Power
LED 採用

波長・受光感度 切り替え

マルチウェーブ検出方式による 5 波長同時測光機能はそのままに、光源に LED を採用しました。これにより、36,000 時間の点灯波長を切り替えるだけでなく受光感度も自動的に切り替え、乳びなど異常検体の凝固波形を捉え、より精密に測定解析を行います。

時間を実現。従来機種に比べランプ交換の手間とコストが大幅に削減できます。

Transmission level [AD value]

1000

ハロゲンランプ

600
400

Slight coagulation

2000LED

CN-6000（High gain & 副波長）CN-6000（Low gain & 副波長）
CS-5100800

No coagulation
02040
Time [sec]6080※Intralipid 濃度 750mg/dLの試料を測定した際の Fbg の測定データ

迅速なファーストレポート
試薬吐出後 、8 秒毎に解析を行うことで、End point を早期に検出し、結果報告を迅速に行います。これにより緊急検体の割り込み時、測定開始から最速 4 分30 秒（ PT 単独 ）でCSシリーズ

CN シリーズ

Clotting point
End point

透過光の強度※検体による透過光の強度最初の結果を返すことができます。

Clotting point
End point

180 秒（固定）24〜32 秒
8 秒サイクル
結果報告

検出時間

CLEIA 法の搭載 ※CN-3500/ CN-6500 のみ
CN - 3500 / CN - 6500 では化学発光酵素免疫測定法（CLEIA 法）を搭載 。全自動
免疫測定装置 HISCL-800 の測定フローと測定試薬を使用しており、反応時間は17 分。迅速な結果報告に貢献します。

解析

解析

検出時間

結果報告

反応フロー
（TAT測定）R1：ビオチン結合抗トロンビンモノクローナル抗体(マウス)

R3：ALP 標識抗アンチトロンビンⅢモノクローナル抗体(マウス)R2：ストレプトアビジン
結合磁性粒子
検体中:TAT

洗浄液

0min

測定結果出力
発光強度測定R4：緩衝液
洗浄液

5min

10min

R5：化学発光基質
CDP-Star TM

15min

17min

アビジン-ビオチン反応

一次反応

一次B/F分離

二次反応

二次B/F分離酵素反応（化学発光）

全自動免疫測定装置 HISCL-800 （医療機器製造販売届出番号：28B1X10014000012）

06 CN-seriesピ アサ ーの改良
ピ アサーの改良により、採血管内にCNシリーズ

従来機器

必 要 な 血 漿 量 を 従 来 の 約 65 % に抑えました。
また、材質を変更し、耐久精度は従来機器の 約 3 倍となりました。

※イメージ図※CSシリーズ比較※必要血漿量は測定項目によるガイダンス搭載
測定エラーに対する対処法をよりわかりやすく。
ガイダンスを搭載し信頼性の高い結果報告をサポートをします。
さらに詳細まで確認が可能クロスミキシングテスト

即時型は任意で希釈ポイント決めることができ、検体の自動希釈を行います。遅延型は検体番号を指定し測定オーダーすることで、即時型のグラフに自動的に重ね合わせることができます。

血小板凝集能に対応。
薬効評価指標 PAL（ Platelet Aggregation Level ）通常凝固オーダーの測定中も血小板凝集能の併行測定が可能です。

CN-series 07

Operational Power
タッチパネル式 IPU

試薬ラック

IPU はタッチパネル式 。検体吸引と同時に終了時刻が表示されます。
測定中は各項目にプログレスバーが表示されます。

多くの試薬バイアルを直接架設できるよう、バイアルの角度を変えることができます。

全自動血液凝固測定装置

CN-3000 / CN-6000

STAT ポート

S TA T ポートは ア ク セ ス 性 と 簡 便 さ にこだわりました。キャップピ アシング、検体バーコードの読み取りによる、オーダー問い合わせにも対応しています。

08 CN-series

コンパクトな検 体サンプラー

片手でセットしやすいようコンパクトな 6 検体ラックを採用。3 種類（ L/H 2 濃度）のコントロールや、6 点の標準品を 1 ラックにまとめて搭 載できます。

全自動血液凝固測定装置

CN-3500 / CN-6500

試薬蓋自動開閉・自動試薬攪拌機構

試薬ボトルに付与したバーコードにより試薬情報を管理します。
試薬ボトルキャップの自動開閉に対応し試薬の劣化を防止します。
R 1 〜 R 3 試薬は最大 5 セット架設でき、定期的に試薬を自動攪拌します。
※ CLEIA 法試薬のみ専用キュベットトレイごと設置することで補充が完了する

CLEIA 法 測 定 部 専 用の測定キュベットを準備いたしました。
※ C N - 3500/ C N - 6500 専用

バイアル指定 QC

精度管理測定時に使用するバイアルを指定することができます。

試薬ラックには同一・複数ロットを架設することができます。
新しいバイアルで測定する際には自動で精度管理を行うバイアル切り替えQCモードが搭載されています。

消 耗品画面
試薬バーコードを自動で読み取ります。

予 測 テスト数管理
日々の試薬使用量から、毎日に必要な試薬量を予測しお知らせします。
日常ルーチンだけでなく、夜間・当直帯の運用をサポートします。

凝固法・合成基質法・免疫比濁法・凝集能
試薬消耗品画面

CLEIA 法試薬消耗品画面※CN-3500 CN-6500 のみ

装置エラーのサポート
装置エラーの際は、ポップアップによって復帰対応をサポートします。

ワンタッチで取扱説明書の該当ページが表示されます。

CN-series 09

Powerful services
取 扱 説明書内蔵SNCS

取扱説明書はモニターでも見ることができます。エラー時には日々の精度管理データをリアルタイムに SNCS ※ へ送信し、再開をサポートします。

安心感を提供します。※SNCS:Sysmex Network Communication Systems

確認いただきたい箇所をポップアップ でお知らせし、迅速な測定大規模集団のデータと比較することで測定結果の信頼性と起動時、測定前に検出部の自動調整機能を搭載し、正しいデータをサポート。

トラブル時のログを記録するドライブレコーダー機能によって、ダウンタイムの短縮に貢献します。

全国 20 拠点の営業所全てに当社のサービス専門スタッフが在籍しています。
お客様から一番近いスタッフにコールセンターから連絡することで、迅速な対応を実現しています。

10 CN-seriesCaresphere™ Analyzer Management ( 標準搭載 )精度管理データや装置状態などを、お手持ちのパソコンや iPad 等タブレット端末を使い、ロケーションフリーかつリアルタイムに管理いただくことが可能です。

注）本サービスのご利用には、SNCS へのご加入が必要となります。凝固装置だけでなく、多項目自動血球分析装置 XN シリーズ、塗沫標本作製装置 SP-50 、全自動免疫測定装置 HISCL-5000 も同じ画面で装置状態を確認いただけます。尚、凝固装置に関しては、全自動血液凝固測定装置 CN シリーズ、CS-2400/2500/5100 が対象となります。（2020 ．
10 現在）

TOP 画 面
対象機器をCaresphere™AMの中で一元管理することが可能です。

アプリケーションの配置などセルフカスタマイズが可能です。

精度管理
分析装置・検査システムから離れた場所でも精度管理情報が確認できます。
ご施設で複数台使用されている場合、精度管理データを重ねあわせてご確認いただけます。

※CN シリーズ・CS-2400/2500/5100・XN シリーズ

消 耗品
試薬消耗品ステータスを表示します。
各試薬・消耗品の状況に合わせて色を分けて表示します。
※CN シリーズのみ

CN-series 11

仕様凝固法、合成基質法、免疫比濁法、凝集法、CLEIA法 ※1

測定原理
光源

LED（光源寿命：36,000時間）

PT、APTT：50µL
Fbg、FDP：10µL

所要検体量

内因系凝固因子：20µL
外因系凝固因子：5µL
第Ⅷ因子（合成基質法）、FM：21µL
第Ⅸ因子（合成基質法）、Dダイマー：6µL
AT：16µL
PC：12µL
PLG、α2-AP：26µL
vWF：Ag：15µL（Medium）
vWF：Rco：18µL
ADP、コラーゲン、エピネフリン：140µL（PRP）
TAT、tPAI・C 、TM ※1 : 10µL
PIC ※1：5µL

同時測定
項目数

凝固測定部：最大60項目
CLEIA法測定部：最大5項目※1

処理能力CN-3000：PT単項目：最大225テスト/時間
CN-3500：PT単項目：最大225テスト/時間
CLEIA法測定項目：最大26テスト/時間
CN-6000：PT単項目：最大450テスト/時間
CN-6500：PT単項目：最大450テスト/時間
CLEIA法測定項目：最大26 テスト/時間

諸結果出力までの時間
緊急検体処理試薬架設数

PT単項目：最速4分30秒
PT/APTT同時測定時：最速6分
専用ホルダ1箇所
凝固測定部：最大44箇所（うち、希釈液6箇所）
CLEIA法測定部：R1/R3：5 箇所（希釈液含む）
R2：5箇所、R4/R5：1 箇所 ずつ ※1

凝固測定部用：最大1,000 個収納可
サンプルチューブ
CLEIA法測定部用：最大30個収納可 ※1
補給部（15個 2トレイ）
記憶検体数

最大10,000検体※1:CN-3500/CN-6500のみ適応

元
幅 奥行 高さ（㎜）

重量（㎏）

電源

消費電力

約230㎏AC100〜240V

1080VA以下（W） 906（D） 1,350（H）㎜
約1,055約390㎏

AC100〜240V

空圧源

約280（W） 355（D） 400（H）
㎜

約17㎏

モニター

約490（W） 50（D） 299
（H）
㎜

約 4㎏

AC100〜117V
AC100〜240V
AC100V

凝固モジュール
1080VA以下
免疫モジュール
620VA以下

幅 奥行 高さ（㎜）

重量（㎏）CN-3000・
CN-6000 本体

約595（W） 906（D） 1,350（H）㎜（サンプラ含む）

約720（W） 906（D） 1,350（H）㎜（廃棄ボックス含む）

CN-3500・CN-6500 本体（サンプラ含む ※廃棄ボックスは内蔵）

データ処理装置（IPU）

約225（W） 217（D） 95（H）㎜

約3㎏

230VA以下
150W以下27W以下オプション品120検体用オプションサンプラ
IPUホルダ約330（W） 1,030（D） 830（H）㎜

試薬キャップテーブル※CN-3000・CN-6000のみ

約546（W） 890（D） 1,194（H）㎜

約58㎏

上段：約280（W） 300（D）㎜
下段：約280（W） 400（D）㎜

約 4㎏（W） 906（D） 580
（H）
㎜
約250

約9㎏

専用台車

試薬キャップテーブル・洗浄液用台車※CN-3500・CN-6500のみ

約126（W） 490（D） 342
（H）
㎜

製造販売元

本社

約5㎏

CNシリーズ 対象機種
全自動血液凝固測定装置 CN-6500（医療機器製造販売届出番号：28B1X100140000 57 ）全自動血液凝固測定装置 CN-6000（医療機器製造販売届出番号：28B1X1001400000 1 ）全自動血液凝固測定装置 CN-3500（医療機器製造販売届出番号：28B1X100140000 58）
全自動血液凝固測定装置 CN-3000（医療機器製造販売届出番号：28B1X10014000002）

取扱店

神戸市中央区脇浜海岸通 1 -5 -1 〒651-0073（お問い合わせ先）
支 店 仙 台 022-722-1710
大 阪 06-6337-8300
営業所

約81㎏

札 幌 011-700-1090
千 葉 043-297-2701
京 都 075-255-1871
鹿児島 099-222-2788

日本・東アジア地域本部

03-5434-8565

北関東 048-600-3888
広 島 082-248-9070

東福

京 03-5434-8550
岡 092-411-4314

名古屋 052-957-3821

盛 岡 019-654-3331
横 浜 045-640-5710
神 戸 078-251-5331

長静
高野 0263-31-8180
岡 054-287-1707
松 087-823-5801

新金岡

潟 025-243-6266
沢 076-221-9363
山 086-224-2605*外観、仕様等については改良のため予告なしに変更することがあります。
HSCNSersYAA