Informação técnica

Construção de bocais - localização do colar
WIKA folha de dados IN 00.26

Este informativo técnico descreve a influência do bocal na
especificação de construção do poço de proteção, quando
este precisa ser otimizado após o cálculo de resistência parasuportar as solicitações de processo.
De maneira geral, o bocal tem pouca influência na geometria
dos poços de proteção É apenas necessário que a haste dopoço de proteção ultrapasse o comprimento total do bocal
sem qualquer tipo de interferência e que a face do flange dopoço de proteção corresponda a face do flange utilizado nobocal.

Nos casos onde o poço de proteção não for aprovado nocálculo de resistência e não houver a possibilidade deotimização do poço de proteção através da redução docomprimento da haste ou aumento do diâmetro do poço,a utilização de um ou dois colares de suporte no bocal é aprimeira opção escolhida para solução do problema (Paramaiores informações, verifique por favor o informativo
técnico IN 00.15).
Nesta condição, o bocal tem muita influência no projetocorreto do poço de proteção - especialmente considerando
os seguintes aspectos:■■ Tipo de bocal■■ Excesso de penetração dentro do tubo de bocal■■ Solda entre o bocal e a parede de tubulação

Conexão de um bocal flangeado
Qualquer tipo de flange (por exemplo, flange de pescoço,flange rosqueado, flange de encaixe) pode ser utilizado
como um bocal flangeado, assim o diâmetro interno doflange é igual ou maior que o diâmetro interno do tubo

utilizado. Porém problemas podem surgir, se na montagem
do flange com o tubo houver um diâmetro interno menor, porexemplo em flanges de solda com encaixe:

I.D. Flange “c”

I.D. Bocal (Espessura do tubo)

Possíveis combinações

Diâmetro interno cI.D. Bocal

DN 1" classe 150 ou 300

1,05" (26,7 mm)

Schedule 40, 80 ou 160

DN 1,5" classe 150 ou 300

1,61" (40,9 mm)

Schedule 40, 80 ou 160

DN 2" classe 150 ou 300

2,07" (52,6 mm)

Schedule 40, 80 ou 160

Classe 600 e acima

Por favor, especificar

Necessária verificação individual

WIKA folha de dados IN 00.26 ∙ 04/2016

Página 1 de 4

Excesso de penetração dentro do tubo de bocal
A conexão de solda entre o bocal e a tubulação precisa serfeita de forma à evitar qualquer excesso de penetração. Isto
reduzirá o diâmetro interno do bocal e prevenirá a instalaçãocorreta do colar. Caso o excesso de penetração da solda
persistir, esta irregularidade precisa ser removida (porexemplo, esmerilhamento) para permitir a instalação correta
do colar. O mesmo é necessário para a solda entre o tubo
e bocal, se o colar estiver localizado abaixo da conexão desolda.

Qualquer penetraçãode excesso ou
irregularidades na
solda precisam serremovidas

Solda entre o bocal e a parede de tubulaçãoPenetração desolda excessivanão é aceitável

Altura do bocal

Penetração desolda excessivanão é aceitável

UNLUNL

Para modelos padrão de bocal esta fórmula é correta, porém
modelos diferentes de bocal necessitam métodos diferentesde cálculo.

Altura do bocal

Penetração desolda excessivanão é aceitável

Altura do bocal

UNL

Na informação técnica IN 00.15, o local do primeiro colar édefinido como:
Altura do bocal - 1" (25,4 mm)

1" (25,4 mm)

UNL = altura usável do bocal; Veja detalhes na página 3

Página 2 de 4

WIKA folha de dados IN 00.26 ∙ 04/2016

Por exemplo, se o bocal é soldado na tubulação através deum redutor, a “regra de 1 polegada” não é aplicável, porqueo colar será localizado no diâmetro grande sem qualquer
contato com o bocal.

Posicionamento errado
do colar sem contato
com o bocal

1" (25,4 mm)

Cálculo da “altura utilizável do bocal”
A ampla variedade de modelos de bocal necessitam quecada instalação possua um cálculo individual da altura
utilizável do bocal. A afirmação geral da informação técnica
IN 00.15 "Altura do bocal - 1" (25,4 mm)" precisa serverificada para cada modelo de bocal. Como mostrado, aaltura utilizável do bocal não apenas depende das conexões(por exemplo, flange, tubulação, redutor, etc. ...), porém
também existentes irregularidades de solda, a correção
destes defeitos geralmente não é realizada.

Altura do bocal

Penetração desolda excessivanão é aceitável

UNLUNL
Penetração desolda excessivanão é aceitável

Altura do bocal

Penetração desolda excessivanão é aceitável

Altura do bocal

UNLExemplos de “alturas utilizáveis de bocal” (UNL)

1" (25,4 mm)

WIKA folha de dados IN 00.26 ∙ 04/2016

Página 3 de 4

Irregularidades de solda qual impossibilitam um ajuste com interferênciaA ASME PTC 19.3 TW-2016 define o termo de um apoio
rígido se na instalação um ajuste com interferência entre ocolar e o bocal for obtido.
Qualquer deslocamento ou desvio angular entre a conexão
flangeada do bocal não permitirá uma instalação correta
do colar na tubulação do bocal com um ajuste com
interferência.
Deslocamento

Deslocamento

Deslocamento angular

Deslocamento angular

Qualquer
deslocamento ou
deslocamentoangular precisa serevitadoSe existem irregularidades de solda, o colar já usinado
estará grande para a instalação - agora um ajustecom interferência é impossível e o poço de proteçãodimensionado não pode ser usado.

Qualquer
deslocamento ou
deslocamento
angular precisa serevitadoDiâmetro interno J

No caso de um crescente diâmetro interno(flange ID “J” < bocal ID), mais material será removido docolar - agora um ajuste com interferência é impossível e opoço de proteção não pode ser usado.

© 08/2016 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos são reservados.
Especificações e dimensões apresentadas neste folheto representam a condição de engenharia no período da publicação.
Modificações podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituídos por outros sem aviso prévio.

Página 4 de 4

WIKA folha de dados IN 00.26 ∙ 04/2016

WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Úrsula Wiegand, 03
18560-000 Iperó - SP/BrasilTel. +55 15 3459-9700
Fax +55 15 3266-1196
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

08/2016 PT based on 04/2016 ENID do Bocal(espessura da tubulação)