High Performance
Phased Array
Ultrasonics
Advanced FMC/TFM

Features and Beneﬁts• ドキュメント付ソースコードが付属しています。
• AUT用スキャナー上に設置でき、UTケーブルのコストやノイズ等の複雑な問題を解決できます。
インストールは電源ケーブルとLANケーブルのみです。

• Easy to use• Small• 堅牢、省消費電力、コンパクト
簡単にシステムアップできます。

• Customizable• ラインナップ : 16/16, 32/32,16/128, 32/128, 64/64,128/128 and 256/256• Cost Effective

www.aos-ndt.com

Start CustomizingYour Solution With
OEM-PA Today!

32/32
64/64

16/16

OEM-MC
32 CH

OEM-PA IN LINE 32/128

システム開発研究開発機関／大学研究所

いままでの自動検査システムのカスタム開発は容易ではありませんでした。OEM-PAは既存のシステムや新規システム開発において、とりわけ重要な機械設計、電気設計、熱設計、ソフトウエアレベルのに重きをおいてデザインされており、高い信頼性と柔軟性を兼ね備えたモジュールです。

OEM-PAは、あらゆるサイエンス・テクノロジーの高度化のためのユーザーによる自由なアクセスを有効にする完全な「オープンプラットフォーム」システムです。

• ソフトウエア開発とシステム開発にかかわる時間とコストを節減することができます。
• 小型な筐体は、DC電源 24V (18〜36V) 又は 12V (9〜2V ) で駆動します。設置場所の制限なく、OEM-PAを自由にシステムアップすることができます。
• 対象アプリケーションo インライン:製造時検査のためにハイエンドな高速検査システムを構築する。
o AUT:スキャナー部にOEM-PAをマウントし、ケーブルを最短にすることができます。これによりケーブルノイズの問題や、高価で複雑なケーブル配線の問題を解決できます。
o システム:水タンク式・6軸ロボットアーム他、OEM-PAは非破壊検査用自動探傷システムのための要求を満足することができます。
• ドキュメント化されたAPI、モニタリングツールはソフトウエア開発時に大きな手助けとなります。ソースコード例、オンラインチュートリアルビデオ等の用意もあります。
• 開発者が必要とするすべてのパラメーターに簡単にアクセスすることができます。複雑なフェーズドアレイパラメータへのリンクはすべて実装済です。
LAN接続はOEM-PAとPC間の長距離通信を可能にして、高い信頼性と低コスト化を満足します。

研究予算は限られていますか？お客様の研究目標達成のための機能や性能を妥協できますか？低レベルAPIの制御とすべてのフェーズドアレイパラメーターへのアクセスが必要ですか？
OEM-PAは理想的なソリューションとなります。
• セットアップを作成してデータを取得するには、次のいずれかを実行します。
o APIガイドボックスとしても機能するエキスパートGUIを使用する。
o C++、C#または他のWindows言語で開発する。設定
条件、データ取得、視覚化のための参考サンプルはソ−スコードによって提供されます。
o MatlabやLabViewによって直接開発する。
o 開発を容易にするために、参考アプリケーション、サンプルコード、そしてモニタリングツールの用意があります。

Hard to Refuse Price withoutcompromising on quality

OEM-PAの高い柔軟性はマーケットにマッチした検査システムのためのカスタムソリューションと新しい製品化を実現します。収益性の高い市場に新規参入するために必要な、ベース機器の研究開発費は不要となります。

Become a partner today to take advantage of key beneﬁts!

OEM - PA LITE
16/16

OEM - PA 128/128
OEM - PA
256/256

検査エンジニアリング
既存のフェーズドアレイ機器が非常に高価であることは知られていますが、多くの機能を持つフェーズドアレイ機器の操作のためのトレーニングを受けることは難しく、実際の検査ではその多くの機能は不要ともいえます。OEM-PA
はシンプルで強力なアプリケーションを妥当なプライスで提供することができます。今日のめざましい技術進歩により、NDTアプリケーションはソフトウエアが主たるものとなっています。お客様にて独自の専用ソフトウエアを開発することも、または我々のパートナーがお客様の検査内容に沿った専用ソフトウエアを魅力的なコストで開発することもできます。いずれにせよ、お客様はソフトウエアの所有者となります。
検査技術者の設定操作ミス・トラブルの原因となる、不要な機能を省くことができます。
・機器の簡単な操作によってトレーニングに必要な時間を削減することができます。
・お客様独自の検査ソリューションを提供することで、検査サービスに付加価値を備えることができます。
・汎用フェーズドアレイ機器を用いた、他社との価格競争に打ち勝つことができます。自動レポート作成、データ収集、およびセットアップ時間の短縮等、全体的なサービスエクスペリエンスを向上させることができます。
・自由度のないシステムによってお客様自身に制限をかけるのではなく、お客様が本当に望まれる検査機器を手に入れることができます。

生産性の向上・お客様のコアサービスとビジネスに集中できます。
・開発に必要な時間とコストを削減することができます。
・OEM-PAはあらゆるソリューションをご提供致します。

Why spend millions of dollars
on R&D when you can get it for the equivalentof the manufacturing cost ?

Compact and Simple:
Extremely Easy to IntegrateUltrasonic Phased Array Inspections Your Way

OEM-PA

Start Customizing Today!

Advanced Phased Array

Customize Your Solution!

パルサー

4Yes
Yes
Yes
最大値, 最小値, ABS,ゼロビフォー, ゼロアフター

COMMUNICATION

LAN (100BT 通信)
LAN (1000BT, ギガビット通信)
USB3.0 オプション(128/128 のみ)
1550 mV
16〜110 dB
0.3 to 20 MHz
80 dB, 最大 64 points
0〜40 µs
5 ns
最大 64 points

GATES

ゲート数
IFエコートラッキング
同期 (同サイクル)
同期 (異なるサイクル)
ゲートモード通信¹145 V
ネガティブスクエア
10〜1000 ns
4 ns
0〜40 µs
4 ns
20 kHzRECEIVER

レシーバー感度
レシーバーゲイン範囲
レシーバー帯域幅
レシーバー DAC (デジタル)
レシーバーフォーカシングディレー
フォーカシングディレー分解能
DDF

ゲート

オープンプラットフォームPULSER

パルス電圧
パルサータイプ
パルス幅
パルス幅分解能
パルスフォーカシングディレー
フォーカシングディレー分解能
最大 PRF

レシーバー

コンパクト-超小型サイズ

5 MB/s (標準)10 MB/s (アップグレード)
140MB/S (アップグレード)

最大データ通信速度はPCの性能、OS設定、ソフトウエア環境、その他に依存します。

高いコストパフォーマンス

信号処理

FIR フィルター
サイクル毎の異なるフィルター
A-スキャンサンプリング
デシメーション
コンプレッション
A-スキャンビデオ
全波形取得
A-スキャン長
整流システム最大 64 taps
ユーザー定義15種類から選択可能
100 MHz
50 MHz, 33, 25, 16.65, 14.28, 12.5
Yes
Yes
Yes
>32 kBYes

SYSTEM

最大サイクル数
A-スキャン分解能
A-スキャンモード
16/16
64/64
重量
温度センサー
オープンソースSDK
ソフトウエア開発言語
フルマトリクスキャプチャ
3D フォーカルロー (マトリクスPA)

16/16, 16/128, 32/32, 32/128,
64/64, 128/128, 256/256
2048 (オプション 4096)
8, 12, 16 bits
リニア, ログ
110x80x40 mm³ (ベア状態にて)110x70x80 mm³ (ベア状態にて)最小のベア状態にて380 g
Yes
Yes (ドキュメント付API)
C++, C#, LabVIEW, MATLAB,その他
Yes (オプション)
Yes (オプション)

消費電力²
16/16
32/32
64/64
16/12832/12816.5 W
23 W
36 W
21 W
28 W

ラインナップ2

全チャンネル有効、5 MHzのプローブを使用し、PRF = 2 kHzの条件で測定した結果。

入出力
エンコーダー
エンコーダーモード
同期入力
同期出力
タイプスタンプ
ピンアサイン
I/O数

www.aos-ndt.com

SIGNAL PROCESSING

I/O MANAGEMENT
X, Y
クアダラチャー,クアダラチャー4エッジ
ダイレクトカウント, フォーワード-バッ
クワード
パルストリガ, シーケンストリガー,
エンコーダー
パルストリガ, シーケンストリガー, 出力
Yes (位置及びライン速度)
プログラム可能入力 6, 出力 6

ディービー株式会社〒530-0026
大阪市北区神山町2-1 若杉梅田ビル601
TEL06-6809-3762 info@db-kk.com
http://wwww/db-kk.com