ｰ水平型DNA/RNA電気泳動DNAアガロースゲル電気泳動

ＤＮＡ/ＲＮＡ電気泳動の必須アイテム
Setting New Generation Standard of Technology～※～※～※～※～※～※～※～※～※～※～※～

サブマリン電気泳動システム
サブマリン電気泳動装置一覧
WSE-1710 サブマージ ミニ
WSE-1720 サブマージ マルチ
AE-6100 サブマージ アガロース
AE-6110 サブマージ アガロース
試薬
蛍光ゲル撮影装置
その他関連製品

度
感
・高
全
安 て！
・
高速 目指しを2023 年価格改定版

電気泳動と59年

DNAアガロースゲル電気泳動

サブマリン電気泳動

核酸(DNA/RNA)を試料とした水平式のアガロースゲル電気泳動はの多くはゲルを緩衝液に沈めて電気泳動する方式をとります。海中の潜水艦（サブマリン）に例えてこの方法はサブマリン電気泳動と言われています。
アトーでは、「サブマージ シリーズ」として製品化しています。
緩衝液などに核酸(DNA/RNA)を溶解すると、リン酸残基によりマイナスに荷電します。この溶液（例：DNA試料）をアガロ
ースゲルに添加し、緩衝液中で電気泳動を行なうと＋側（陽極）に移動します。そのとき、ゲルの分子ふるい効果により、長いDNAは網目構造内をゆっくりと動くのに対して、短いDNAはより速く動くことから、核酸のサイズに応じた移動度を示します。電気泳動後のゲルを蛍光色素（エチジウムブロマイド）などで染色し、検出することで、核酸の電気泳動パターンが得られます。この泳動結果からPCR産物の有無やパターンからサイズを求めたり（分子量マーカーが必要）、個体識別のための遺伝子型の情報を得たりすることが可能です。

■アトー サブマリン型電気泳動装置ラインナップ
型式
名称

WSE-1710
サブマージ ミニWSE-1720
サブマージ マルチ

AE-6100
サブマージ アガロース

AE-6111
サブマージ アガロース

ゲルサイズ

S:54×60mm
L:110×60mm

S:60×60mm
M:60×120mm
L:120×120mm

80×100mm

120×160mm

ゲル作製

専用箱方式

専用箱方式

テープ方式

ダム方式

サンプル
コウム

S:9検体×2／5検体×2（1mm厚、3mm／5.8mm幅）2枚
L:22検体／12検体（1mm
厚、3mm幅／5.8mm幅）
2枚
全両刃型
200~230mL

S:11検体×2（1mm厚）4枚10検体（1mm厚、5mm
8検体×2, 6検体×2（1.5mm厚） 幅／ウェル）１枚
各1枚、分取用（2mm厚）1枚
M,L:25検体×2（1mm厚）4枚
18検体×2, 13検体×2（1.5mm厚） 各1枚 全両刃型
330～360mL
300~500mL

緩衝液量

不可
緩衝液循環
（冷却・恒温）26検体／13検体（1mm厚
3mm幅／6mm幅）1枚
両刃型

700~1200mL

不可

不可

可能
（緩衝液循環用ノズル付き）

電源・タイマー付き

電源無（別途用意）

電源無（別途用意）
286(W)×150(D)×83(H)
mm
1.5kg

\112,000

電源

電源・タイマー付き

寸法

190(W)×130(D)×60(H)mm 260(W)×170(D)×68(H)mm

質量0.45kg(ACｺｰﾄﾞ除く)

0.77kg(ACｺｰﾄﾞ除く)

190(W)×100(D)×80(H)
mm
0.5kg

\39,800\56,800\82,000

外観価格■泳動槽の選択基準
サブマージ・シリーズ電気泳動装置はサンプルにあわせて「
ゲルサイズ」「サンプルコウム」などからご選択ください。
例：試料（検体）数が多い場合は幅（W）の大きい仕様
を、バンド数が多い場合はゲル長（L）の長い仕様の選択をお薦めします。

○○

長さ
（L）

検体

サンプルコウム(ウエル数)
ゲルサイズ

幅 (W)

■アトー DNA電気泳動システム紹介～ 高速・高分離の DNA アガロースゲル電気泳動
および安全・高感度の蛍光検出 ～DNA の電気泳動で最も一般的なアガロースゲル
電気泳動と蛍光染色による検出を進化！
短時間・安全・高感度な泳動結果を提供します。
電源一体型電気泳動装置

WSE-1710 Submerge-Mini サブマージ・ミニ

ゲル・泳動バッファー
蛍光染色溶液WSE-7050 EzRunTAE イージ－ラン TAE
WSE-7040 EzApplyDNA イージーアプライ DNA
WSE-7130 EzFluoroStainDNA イージーフロロステイン DNA

染色脱色用振とう器

WSC-2400 シーソーシェーカー atto

検出・撮影装置

WSE-5300 プリントグラフ CMOS I

ローディングダイ

DNA アガロースゲル電気泳動システム 例■電気泳動データ「高速」電気泳動例

高電圧出力泳動でもパターンは変わりません

電気泳動

泳動装置：WSE-1710 Submerge-mini サブマージ・ミニ
C.V100V 30min
C.V150V 20min

試料：分子量マーカー λ -Hind Ⅲ 他
ゲル：1% アガロースゲル
バッファー：WSE-7050 EzRunTAE

蛍光検出

蛍光染色：WSE-7130 EzFluoroStainDNA
検出・撮影：WSE-5200 Printgraph プリントグラフ２M

100V 30 分

150V 20 分「安全・高感度」電気泳動検出例

EtBr および UV による検出より安全・高感度に検出できます

電気泳動

泳動装置：WSE-1710 サブマージ・ミニ
試料：分子量マーカー
２、１、0.5、0.25、0.125 μ L/ レーン（172ng/ μ L）

ゲル：1.5% アガロース
バッファー：WSE-7050 EzRunTAE

蛍光検出
蛍光染色：WSE-7130 EzFluoroStainDNA
EtBr(Ethidium Bromide）

検出・撮影：WSE-5200 プリントグラフ２M
Cyan LED 光源、 UV 光源

染色：EzFluoroStainDNA
検出：Cyan LED 励起

染色：EtBr(EthidiumBromide)
検出：UV（紫外線）励起

蛍光染色 WSE-7130 EzFluoroStainDNA は 安全性に優れています。Ames 試験値では水と同等の値を示しました。
バックグラウンドも低く高感度の検出が可能です。
眼にも環境にも優しい Cyan LED 光源を用いることで安全にかつ高感度（～ 0.1ng）に検出することが可能です。

高速仕様電源搭載型
アガロースゲル用電気泳動装置「高速ハイレゾ」電気泳動仕様！

省スペース、タイマー付、エラー検出機能！
サ ブ マ ー ジ ミ ニ

WSE-1710 Submerge-Mini◆ 50V, 100V, 150V
150V,の定電圧出力泳動◆ L 22検体はマルチチャンネルピペットに対応

タイマー付（0分：フリー）◆ 0~99分設定可能なタイマー◆ タイマー終了時にはアラーム◆ ウェル幅3mm/5.8mm 両刃型コウム◆ 安全カバーによる安全機構◆ 泳動バッファー 約200～220ｍL◆ ゲル作製器L（トレイ2個）、ゲル作製器S（トレイ4個）付

耐熱性・UV透過・ライン付ゲルトレイ◆ 耐熱性

DNA断片の電気泳動、PCR産物の確認、学生実習などに安全機構「高速」電気泳動例

泳動バッファーが入っていなかったり安全カバーをしない等の場合、エラー表示・警告音・出力停止の安全機構が働きます。安全カバーのスリットは蒸気を逃がし、泳動中のゲルを確認出来ます。

高電圧出力泳動でもパターンは変わりません

タイマー標準装備

・「1～99min」設定ではタイムアップ出力停止
・「0min」設定では連続出力が可能

泳動スピード選択

泳動条件を3つの電圧設定から選択
・「50V」泳動時間約60分
分離能重視
・「100V」泳動時間約30分
標準・「150V」泳動時間約20分
高速電気泳動

耐熱性・ＵＶ透過トレイ

100V定電圧30分

150V定電圧20分

1%のアガロースゲルでDNAのラダーマーカー
およびλHind Ⅲマーカーを泳動した結果です。左のゲルは100V定電圧で30分、右のゲルは150V定電圧
で20分 泳動した結果です。電気泳動パターン、バンドの移動度に顕著な差はありませんでした。
条件詳細はトップ頁をご参照ください。

万一、アガロースを溶かしたゲル溶液をすぐに注いでも変形しません。
アガロースゲルやサンプルに蛍光染色剤を混ぜた場合はトレイのまま検出が可能です。

操作概略
ゲル作製

EzRunTAE を希釈しゲルを作製＆泳動
バッファーを調製

試料アプライ

電気泳動・終了

試料に EzApplyDNA を mix
ゲルにアプライWeb サイトで動画配信中！（裏表紙参照）

ゲル染色・脱色（10~60 分）

検出・撮影

EzFluoroStainDNA
染色をバファーで希釈し染色液準備

ゲルを染色液へ、振とう
その後脱色振とう撮影データ例

仕様
60mm

5/9
54mm

60mm

12/22
100mm

WSE-1710型サブマージ ミニ

WSE-1710

Submerge-Mini サブマージ ミニ（2322100）

ゲルトレイ

S 54 × 60 mm（4 枚）、 L 110 × 60 mm（2 枚）、紫外線透過、 ライン入

コウムサイズS ９検体× 2 / 5 検体× 2、 L 22 検体 / 12 検体
ウェル幅 3mm/5.8mm、１ｍｍ厚
L22 検体はマルチチャンネル対応間隔

バッファ容量200 ～ 230mL

泳動槽寸法

110 × 121 × 43mm ( 内寸）

電源部

入力：AC100~120V、50/60Hz

入力・出力

出力：DC50V /100V / 150V

40W

タイマー

0 分：フリー

１～ 99 分：タイマー、終了時アラーム

安全機構

Err 表示・出力停止・アラーム
E1、E3：カバーが無い場合、 E5：バッファーが無い場合、E7：過電流が流れた場合

外形寸法・質量190 × 130 × 60mm構成

泳動装置（泳動槽・電源部・AC コード）、ゲル作製器 S（スタンド 1 個・トレイ 4 枚 ･
コウム 2 個）、ゲル作製器 L（スタンド１個・トレイ 2 枚 ･ コウム 2 個）、取扱説明書

0.45kg（AC コード除く）※ トレイは「Mupid2plus」と同サイズです。

「Mupid exU」のトレイは使用できません。

※ ゲル作製器セットのみ、各部品の購入も可能です。

価格
コードNo

型式

名称

数量

価格

2322100

WSE-1710

サブマージ ミニ1セット

\39,800

オプション・部品・消耗品
コードNo

名称

数量

価格

2322109

ゲル作製器S&Lセット

1セット\18,000

2322108

ゲル作製器Lセット

1セット\10,000

2322107

ゲル作製器Sセット

1セット\10,000

2322113

コウムL

1セット

\5,0002322112

ゲルトレイL

1セット\5,0002個
2個

2322111

ゲル作製用スタンドL

1セット\5,0002322118

コウムS

1セット

\5,0002322117

ゲルトレイS

1セット\5,0002322116

ゲル作製用スタンドS

1セット\5,0002個
4個

多検体仕様電源搭載型
アガロースゲル用電気泳動装置「多検体・多仕様」電気泳動！

省スペース、タイマー付、エラー検出機能！
サブマージ マルチ

WSE-1720 Submerge-Multi◆ 最大100検体泳動可能◆ 耐熱性
耐熱性・UV透過・ライン付3種類ゲルトレイ◆ 18V,25V,35V,50V,70V,100V, 135V

◆ 各種（ウェル幅、厚み） 両刃型コウム

7段階の定電圧出力泳動
7段階◆ マルチチャンネルピペットに対応(一部コウム)◆ 0~99時間59分設定可能なタイマー
タイマー付◆ 安全カバーによる安全機構◆ タイマー終了時にはアラーム◆ ゲル作製器付

PCR産物の確認、DNA多型、スクリーニング、分離・回収、学生実習などに
安全機構

泳動バッファーが入っていなかったり安全カバーをしない等の場合、エラー表示・警告音・出力停止の安全機構が働きます。安全カバーのスリットは蒸気を逃がし、泳動中のゲルを確認出来ます。

タイマー標準装備

・「1～99min」設定では タイムアップ出力停止
・「0min」設定では連続 出力が可能

泳動スピード選択

泳動条件を７つの電圧設定から選択
・「50V」泳動時間約60分
分離能重視
・「100V」泳動時間約30分
標準・「135V」泳動時間約20~40分
高速電気泳動

耐熱性・ＵＶ透過トレイ

万一、アガロースを溶かしたゲル溶液をすぐに注いでも変形しません。
アガロースゲルやサンプルに蛍光染色剤を混ぜた場合はトレイのまま検出が可能です。
S、M、L サイズ 標準付属「多検体」電気泳動例

12 連ピペットでのアプライ

100 検体電気泳動例

100V定電圧30分
1%のアガロースゲルでDNAのラダー
マーカーを泳動した結果です。
100V定電圧で30分泳動した結果です。
電気泳動パターンの乱れ・差異等はありませんでした。

仕様
WSE-1720

Submerge-Multi サブマージ マルチ（2322130）

ゲルトレイ

S 60 × 60 mm（2 個）、 M 120 × 60 mm（1 個）、L 120 × 120 mm（1 個）
耐熱性、紫外線透過、 ライン入コウム

コウム１：25 ウェル（ゲルトレイＭ / Ｌ）/ 11 ウェル× 2（ゲルトレイＳ） 1 mm 4 個
コウム２：18 ウェル（ゲルトレイＭ / Ｌ）/ 8 ウェル× 2（ゲルトレイＳ） 1.5mm 1 個
コウム３：13 ウェル（ゲルトレイＭ / Ｌ）/ 6 ウェル× 2（ゲルトレイＳ） 1.5mm 1 個
コウム４：15mm × 3 ウェル / 20mm・5mm・20mm 3 ウェル / 5mm・20mm・
20mm：3 ウェル / 5mm・42mm：2 ウェル（ゲルトレイＳ） 2mm
1個

バッファ容量330 ～ 360mL

泳動槽寸法

150 × 135 × 50mm ( 内寸）

電源部

入力：AC100~110V、50/60Hz 60W

入力・出力

出力：DC18V/25V/35V/50V/70V/100V/ 135V

タイマー

0 分：フリー

１～ 99 時間 59 分：タイマー（カウントダウン）、終了時アラーム

安全機構

Err 表示・出力停止・アラーム （Err1 カバー無しで出力した場合、Err2 過電流）
ヒューズ

外形寸法・質量260 × 170 × 68mm

構成

泳動装置（泳動槽・電源部・AC コード）、ゲル作製器（スタンド 1 個・トレイ 4 枚 ･コウム７個）、取扱説明書

安全カバー

0.77kg（AC コード除く）

泳動槽

電源部

AC コード

コウム 2
トレイ S
コウム 3
トレイ L
トレイ M

コウム 4

コウム１

価格
コードNo

型式

名称

数量

価格

2322130

WSE-1720

サブマージ マルチ

1セット

\56,800

オプション・部品・消耗品
コードNo

名称

数量

価格

2322136

ゲルトレイS（1720用）

1組\7,0002322137
2322138

ゲルトレイM（1720用）

1個\7,000ゲルトレイL（1720用）

1個\7,0002322139

コウム（1720用 25/11検体）

1セット\8,0002322140

コウム（1720用 18/3 13/6 3/2検体）

2322142

ゲル作製スタンド（1720用）

1セット\8,0001個\9,0002個

4個
各1個

小型アガロースゲル電気泳動槽
永年の実績と信頼の形です！

AE-6100

サブマージ アガロース◆ 使いやすいゲルサイズ(8×10cm)、小型の泳動槽◆ 紫外線透過ゲルラック◆ ゲルが滑り落ちないゲルキャビティ(穴)あり◆ テープ式の簡単なゲル作製◆ DNA断片の電気泳動、PCR産物の確認、学生実習などに泳動パターン例

サンプル：λ-HindⅢ digest
ゲル濃度：1%
バッファー：TBE
泳動条件：100V 定電圧

Web サイトで動画配信中！
（裏表紙参照）

関連製品 -電源装置AE-8135/55 マイパワーⅡ300/500
特長 ●小型、軽量、安価 ●簡単操作、ダイヤル設定 ●メロディアラーム搭載♪
価格

コードNo

型式

名称

数量

価格

2311175

AE-8135

マイパワーⅡ300

1台\92,800

2311185

AE-8155

マイパワーⅡ500

1台\78,000

出力設定
AE-8135/55型 マｲパワーⅡ300/500

・AE-8135 電流1～400mA、電圧 1～300V （MAX50W）
・AE-8155 電流1～200mA、電圧 1～500V （MAX25W）

WSE-3200/3500 パワーステーションⅢ/HC
特長 ●高性能、高精度、高仕様 ●通電条件プリセット＆メモリー●ダイヤル設定価格

コードNo●大型LED表示

型式

名称

数量

価格

2311146

WSE-3200

パワーステーションⅢ

1台\198,000

2311126

WSE-3500

パワーステーションHC

1台\198,000

出力設定 ・WSE-3200 電流1～500mA、電圧10～1000V、電力1～200W
WSE-3200/3500型 パワーステーションⅢ/HC

・WSE-3500 電流0.01～3.0A、電圧5～150V、電力1～200W

仕様

AE-6100型 サブマージ アガロース電気泳動装置AE-6100

サブマージ アガロース（2322153）

ゲルトレイ

80(W) × 100(L) mm（１枚）、 10mm 厚（Max）

サンプルコウム

標準 10 検体

ゲル作製法

防水テープ固方式

バッファー容量300 ～ 500mL（ゲル厚によって変化）

バッファー循環不可

安全対策

リード線付安全カバーロック付

主な材質

ゲルラック：硬質アクリル
泳動槽：透明アクリル
サンプルコウム：透明アクリル
安全ォカバー：ポリカーボネート

外形寸法・質量190 × 100 × 80mm（突起物含まず） 0.5kg

構成

泳動槽本体、安全カバー、ゲルラック、サンプルコウム、サンプルコウム固定台、
バインドクロップ、テープ（サブマージ用）、安全リード線、取扱説明書

ウェル幅 5mm、１ｍｍ厚

価格
コードNo

型式

名称

数量

価格

2322153

AE-6100

サブマージ アガロース

1セット\82,000

オプション・部品・消耗品
コードNo

名称

数量

価格

2328441

安全リード線セットキャップ大プラグ付

1組\7,7002398194

ゲルラック UV透過（AE-6100用ゲルトレイ）特注

1個\25,000

2398195

ゲルラック UV非透過（（AE-6100用ゲルトレイ）

1個\25,000

2398205

テープ（AE-6100サブマージ用）6.3m巻 (3巻組)

1セット\1,8002398193

バインドクリップ

1セット\2,5002398201

サンプルコウム固定台（AE-6100用）

1個\12,000

5個組

2398206

アクリルサンプルコウム 6検体（AE-6100用）

1個\10,000

2398207

アクリルサンプルコウム 10検体（AE-6100用）

1個\10,000

2398208

アクリルサンプルコウム 16検体（AE-6100用）

1個\10,000

2398200

分取用サンプルコウム 50mm幅、1.5mm厚（AE-6100用）

1個\10,000

中型アガロースゲル電気泳動槽
十分な泳動距離、多検体に対応！

AE-6111

サブマージ アガロース

泳動パターン例◆ 12×16cmのゲルサイズ
長い泳動距離を利用してRFLPに多検体対応でPCR産物の確認やスクリーニングに◆ 特別形状サンプルコウム採用で各バンドがシャープ◆ 両刃タイプのサンプルコウムで、104検体泳動例

検体数・バンド幅の選択自由（コウム*を8段セット） *コウム7セットは別途購入●８連ピペットの間隔に対応
両刃タイプ
3mm幅

◆ ダムによるゲル作製で準備操作も簡単●ゲル保持グルーブ（溝）の有無選択も可能

特別形状◆ 紫外線透過ゲルラック採用◆ 泳動槽本体には緩衝液循環用ノズルを標準装備●泳動パターンに影響を与えず、ムラなくゲルを

6mm幅

ダム

つつみ込むように全体を循環

ラック●緩衝能の低いＴＡＥ（トリス･酢酸･EDTA）やＭＯＰＳ
バッファー、 温度均一化等に使用

ダム

Web サイトで動画配信中！（裏表紙参照）

ゲル
ポンプへ

仕様

AE-6111型 サブマージ アガロース電気泳動装置AE-6111

サブマージ アガロース（2322178）

ゲルトレイ

120(W) × 160(L) mm（１枚）、 8mm 厚（Max）、紫外線透過サンプルコウム

標準 13/26 検体両刃型

ゲル作製法

ダム固方式

バッファー容量700 ～ 1200mL（ゲル厚・バッファー循環の有無によって変化）

バッファー循環可能（循環用ノズルあり）

安全対策

リード線付安全カバーロック付

主な材質

ゲルラック：紫外線透過硬質アクリル（透過率：80% ／ 300nm）
泳動槽：透明アクリル
安全カバー：ポリカーボネート
サンプルコウム：ポリプロピレン
ダム：シリコン

外形寸法・質量286 × 150 × 83mm（突起物含まず） 1.5kg

構成

泳動槽本体、安全カバー、ゲルラック、サンプルコウム、サンプルコウム固定台、
バインドクロップ、テープ（サブマージ用）、安全リード線、取扱説明書

ウェル幅 6/3mm（8 連ピペット間隔対応）、１ｍｍ厚

価格
コードNo

型式

名称

数量

2322178

AE-6111

サブマージ アガロース

1セット

価格
\112,000

オプション・部品・消耗品
コードNo

名称

数量

価格

2328441

安全リード線セットキャップ大プラグ付

1組\8,0002393382

ゲルラック 120(W)×160(L)mm （AE-6111用ゲルトレイ）

1個\25,000

2393384

サンプルコウム固定台（120mm幅用、固定ネジ付）

1個\10,000

2393383

サンプルコウム・両刃型 26/13検体 1mm厚（AE-6111用）

1個\5,0002393385

ダム

1個\5,0002393330

ノズルキャップ（2ヶ組）

1セット

2393092

配管チューブ

1個

2393207

ON-OFFコック（AE-6300系用）

1個\2,5002398315

サンプルコウム固定台(AE-6110用)

1個\10,000

2398193

バインドクリップ

1セット

AE-6111サブマージ用（120mm幅用、2ヶ組）
φ7-11mm 1m

5個組

\800
\3,000\2,50※ 2398319

アクリルサンプルコウム(9検体)1mm厚 (AE-6110用)

1個\10,000※ 2398317

アクリルサンプルコウム(15検体)1mm厚 (AE-6110用)

1個\10,000※ 2398318

アクリルサンプルコウム(22検体)1mm厚 (AE-6110用)

1個\12,000※ 2398313

分取用サンプルコウム(90mm幅・リファレンス付･1.5mm厚)

1個

問合せ

※AE-6110用アクリスサンプルコウムをAE-6111でご使用いただくには、別売サンプルコウム固定台(2393315)とバインドクリップが必要です。
※これらは旧AE-6110型サブマージ アガロース泳動槽に対応します。

アトーの電気泳動用試薬
ATTO Ez シリーズ で実験を easy に！
イージー

使いやすくてリーズナブルな試薬で確実な結果をDNA電気泳動関連製品

EzApplyDNA

イージーアプライDNA

EzRun TAE

イージーランTAE

EzRun TBE
イージーランTBE

EzRun TG

イージーランTG

コードNo

型式

名称

2332394

WSE-7040

EzApplyDNA （6×ローディングダイ溶液

2332391

WSE-7050

2332392

EzFluoroStainDNA

EzPreStain DNA&RNA

イージーフロロステインDNA

イージープレステインDNA&RNA

数量

価格

1本

\5,800EzRunTAE（トリス-酢酸-EDTA ゲル・泳動バッファー 50倍濃縮溶液 500mL、室温１年）

1本\9,800

WSE-7051

EzRunTBE（トリス-ホウ酸-EDTA ゲル・泳動バッファー 10倍濃縮溶液 500mL、室温１年）

1本\5,8002332323

WSE-7055

EzRunTG（トリス-グリシン ゲル・泳動バッファー 10倍濃縮溶液 500mL、室温１年）

1本\6,8002332395

WSE-7130

EzFluoroStainDNA （DNA蛍光染色溶液

1本￥19,800

2332397

WSE-7135

EzPresstain DNA &RNA （DNA・RNA蛍光染色溶液

1本\15,800

10mL、冷蔵1年）

500μL、冷凍１年）
500μL、冷凍１年）

試料ローディングダイ

WSE-7040 EzApplyDNA イージーアプライDNA
赤色色素で視認性がよく、ほぼ泳動先端の目標になります。
アプライしやすくバンドがシャープな 6 ×ローディングダイです。
視認性の良い赤色・青色色素
泳動先端に近い移動度（オレンジ G よりも先端側）

バンドがシャープ (Ficoll ベース）
粘性が低くアプライしやすい

ゲル・泳動バッファー

WSE-7050 EzRunTAE イージーランTAE

WSE-7051 EzRunTBE イージーランTBE

WSE-7055 EzRunTG イージーランTG

TAE（トリスｰ酢酸 -EDTA）、
TBE（トリスｰホウ酸 -EDTA）、
TG（トリスｰグリシン）バッファーを滅菌してご提供します。
アガロースゲル、ポリアクリルアミドゲルの核酸の電気泳動に利用できます。
高品質で低価格
濃縮ストック溶液

滅菌済み、DNase フリー
室温保存蛍光染色試薬

脱EtB

WSE-7130 EzFluoroStainDNA イージーフロロステイン

r脱UV

眼にも環境にもやさしく、EtBr よりも高感度・安全に検出できる DNA 用蛍光染色剤です。
EtBr

高感度検出 （~0.1ng)
低いバックグラウンド
UV（紫外線）検出可能 BlueLED 励起でさらに高感度
染色は 5~10 分で脱色不要

EzFluoroStainDNA

高い安全性（Ames 試験値は水と同等）
Ames 試験にて EtBr より低値を示しました。
< 左記グラフ参照 >国際がん研究機関(IARC) に よ る 発 が ん
性リスク物質を含んで
いません。

UV

BlueLED

UV

一般的な染色剤 EtBr（エチジウムブマイド）との比較データです。
EtBr より高感度の検出が可能です。
励起光に UV（紫外線）を用いた場合と BlueLED「CyanLED」を用いた場合の比較でも十分に高感度な検出が可能です。

蛍光染色試薬脱EtB

WSE-7135 EzPreStain DNA&RNA イージープレステインDNA＆RNA

r脱

UV

※

DNA・RNA（2 本鎖・1 本鎖）の染色、先染め も可能な蛍光染色剤です。
※ 電気泳動時の泳動バッファーやゲルに混合して泳動中および終了直後の検出が可能
泳動後のゲルを浸漬する後染め検出も可能
DNA・RNA（二本鎖・一本鎖）の染色・検出可能
UV（紫外線）検出可能
CyanLED 励起で UV より低バックグラウンド
脱色不要 時間短縮、排液も少量

RNA・DNA の検出例

高い安全性（Ames 試験値は水と同等）

RNA

DNA

RNA
（1 本鎖）
・DNA（2 本鎖）
両方の検出可能です。

折る手クス

関連製品の紹介ハンディタイプのボルテックス
WSC-2800 MyMiniVoltex （マイミニボルテクス）●使いやすい卓上型小型攪拌器
●タッチでスタート or ボタンで連続運転 簡単操作
●小型でも強い可動力 50mL コニカルチューブも使用可能●小さくてかわいいデザイン、 リーズナブルな価格
仕様

マイミニボルテックス

WSC-2800 MyMiniVoltex （4002800）

可動様式

タッチで運転／ボタンで連続運転

回転速度

4000rpm

回転軌道

4.5mm

電源 (AC アダプタ )AC100 ～ 240V 50/60Hz 0.3A

寸法・重量

110 (W) × 110(D) × 86(H) mm、 1.1kg

使用環境

4 ～ 40℃（結露なきこと）

価￥３9、8 ００格

先染め・後染めの検出例

先染め
励起光源 Cyan LED

後染め
0.1sec泳動バッファーやゲルに添加する先染めが可能です。従来通りの後染めと同等に検出できます。

関連製品の紹介
ハンディタイプの遠心機
WSC-2700 MyMiniSpin （マイミニスピン）◆使いやすい卓上型小型遠心機◆ 4 種類のチューブを同時に遠心可能 （アダプター不要）◆タイマー機能付き◆カバーの開け閉めで ON/OFF◆リーズナブルな価格
仕マイミニスピン様

WSC-2700 MyMiniSpin （4002700）
0.2mL tube 8 本× 2、0.5mL tube 8 本、1.5/2.0mL tube 8 本対応チューブ※ 付属のアダプターで 1.5/2.0mL tube 用穴を 0.2mL または0.5mL tube 用に変更可能

最大回転速度

6000rpm

タイマー

1sec ～ 9999min

電源・消費電力

AC100V 50/60Hz 45W

寸法・重量

156 (W) × 176 (D) × 140 (H) mm、 1.6kg

構

成

本体 (AC コード付 )、0.2mL Tube 用アダプター 8 個、0.5mL Tube 用アダプター 8 個、取扱説明書

価

格\48,000

WSC-2700型マイミニスピン(2300 × g)

0.2mL tube
0.5mL tube
1.5/2.0mL tube

振とうムラのおきにくいシェーカー
WSC-2400 SeesawShaker atto
（シーソーシェーカー アトー）

●均一な角度で振とう台全体が前後に傾き、振とうムラがおきにくい●置いた物が滑らないスティックシート●ミニゲルサイズの蓋付きケース2個付●オプションで二段化可能、ゴム紐での固定可能●電気泳動後のゲルの染色脱色やブロッティング後の膜の反応などの振とうに●各種培養 ､ 混合 ､ 抽出 ､ 撹拌などその他振とうを要する汎用的用途に。

仕シーソーシェーカー アトー様WSC-2400 SeesawShaker atto

振とう方式

メトロノーム様振とう式

振とう速度・角度

０～48rpm

最大負荷量

3kg

振とう台寸法202mm×309mm

使用環境温度4～40℃

電100V 50/60Hz

源

付属品

WSC-2400型シーソーシェーカーatto

前後に振とうつまみによる調整±8度（ミニゲル約6枚分）

ケース 6 個設置例

スティックシート 1枚
スチロールケース（10×10cm 蓋付きトレイ）2個

上段振とう台（別売）

価格（オプション・部品・消耗品含）
コードNo

型式・名称

数量

価格

2312200

WSC-2400 SeesawShaker atto

1式

\138,000

2312210

WSC-2400用上段振とう台

1台\24,800

2312211

固定具（フック付ゴム紐）4本組

1組\4,8002312212スティックシート 2枚組

1ｾｯﾄ\4,8002312213

スチロールケース（蓋付きゲル・膜トレイ）４個組

1ｾｯﾄ\2,800上段設置例
固定具（別売）固定具使用例

蛍光染色ゲル検出・撮影装置
高感度カメラ搭載、プリンタ、LED 光源他
目的・ご予算に合わせて選択

Printgraph プリントグラフ
発光検出（サザン）が可能な撮影装置

LuminoGraph ルミノグラフ
DNAの電気泳動後の検出に最も一般的に利用されている蛍光染色剤。
EtBrをはじめ各種蛍光検出に対応している「プリントグラフ」は実績多数の実力派です。
発光検出・撮影装置「ルミノグラフ」はオプションで蛍光検出・撮影も可能。
１台でゲルと膜（サザン）の検出・撮影が可能です。
光源はLEDもご用意！脱紫外線で高感度かつ安全な検出を提供します。
仕様

WSE-5300A

Printgraph CMOS I

WSE-5400UP

Printgraph Classic

価格・詳細はお問合せください

WSE-6100H

WSE-6270EM

LuminoGraph Ⅰ

LuminoGraph Ⅱ EM

コンパクトボディ 発光検出・撮影装置 蛍光・可視光も可

高感度発光検出・撮影装置
蛍光・可視光検出・撮影も可

制御用パソコンは別売です。

特長

タッチパネル式、無線通信可

高解像度カラーカメラ
タッチパネル式

発光検出・撮影、
ウエスタン・サザン等発光
ゲル染色・蛍光検出・撮影

ゲル蛍光染色等蛍光検出・撮影
ゲル CBB 染色等撮影

用途
カメラ

解像度 2927 × 2054(High)
高感度モノクロ CMOS カメラ

解像度 2048 × 1536(High)
高感度カラー CMOS カメラ

レンズ

モーター駆動式 6倍ズームレンズ（Iris/Zoom/Focus）

12mm F1.4
単焦点レンズフィル
ター

595nmバンドパスフィルター標
準装備（電動切り替え式/6ポジション）

オレンジフィルター
50mm 角各種フィルター（ｵﾌﾟｼｮﾝ）
装着可能

手動切替 ３ポジション
各種フィルター（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

撮影制御

8 インチタッチパネル制御

タッチ式専用コントローラー

ノートパソコン（ｵﾌﾟｼｮﾝ）
専用制御ソフト（付属）ノートパソコン（ｵﾌﾟｼｮﾝ）
専用制御ソフト（付属）撮影範囲

45×30~260×180mm

25 × 18 ～ 200 × 150mm

モニター 8インチ
光源
画像保存

タッチ式LCDパネル

10インチ タッチ式LCDパネル

UV、白色透過、LED（CyanRed） UV、白色透過、LED（Cyan）
本体内部メモリ/USBメモリ（装着時）

USBメモリ

解像度 1392 × 1040
冷却 CCD カメラ
F0.95

単焦点レンズ

５段階設定
80 × 60 ～ 150 × 110mm
ーUV、白色透過、落射LED、Cyan
LED （ｵﾌﾟｼｮﾝ)

解像度 2460 × 1620
冷却 EM CCD カメラ
F0.8

高感度単焦点レンズ

５段階設定
106 × 70 ～ 273 × 180mm
ー
UV、白色透過、落射LED、Cyan
LED （ｵﾌﾟｼｮﾝ)

パソコン

パソコン

保存形式

16bit TIFF/8bit TIFF/BMP/JPEGから選択

16bit TIFF/CCD（8bit 変更可能）

16bit TIFF/CCD

ソフト

解析ソフト：CS Analyzer 4 ( ｵﾌﾟｼｮﾝ )CS Analyzer 4 ( ｵﾌﾟｼｮﾝ )CS Analyzer 4 ( ｵﾌﾟｼｮﾝ )寸

法305(W)×450(D)×620(H)mm

650(W) × 300(D) × 535(H)ｍｍ（システム全体）

325(W) × 281(D) × 608(H)mm ( 本体のみ )365(W) × 330(D) × 580(H)mm ( 本体のみ )質

量28.0kg (本体のみ)

21.5kg（システム全体）

18.8kg ( 本体のみ )21kg ( 本体のみ )電源

AC100～240V 50/60Hz
85W

AC100～240V 50/60Hz
204W

AC100 ～ 240V 50/60Hz
60W

AC100V ～ 240V 50/60Hz
120W

技術資料の紹介
Webサイト https://www.atto.co.jp/
WSE-1710 サブマージ ミニ
操作動画配信中

AE-6100 サブマージ アガロース
操作動画配信中

AE-6111 サブマージ アガロース
操作動画配信中Technical Info
アガロースゲル電気泳動

基本操作

アガロースゲルの蛍光検出撮影について
実験のコツダウンロード

2023.11.1

ご用命は下記販売特約店までお問い合わせください。

各製品の詳細はアトー株式会社までお問い合わせください。

2016.3