Technische InformationenÜberdruckmessgeräte mit elastischem Messglied
WIKA Datenblatt IN 00.01

Beschreibung
In der technischen Druckmessung sind anzeigende Druckmessgeräte mit elastischem Messglied wegen ihrer Robustheit und einfachen Handhabung weit verbreitet. Sie enthalten
Messglieder, die sich unter dem Einfluss eines Druckes
elastisch verformen. Mechanische Druckmessgeräte werden
mit Rohr-, Platten-, Kapselfeder- und Wellrohrfedermessgliedern gefertigt und nach diesen unterschieden.
Die Messglieder bestehen aus Kupferlegierungen, legierten
Stählen oder für spezielle Messaufgaben aus Sonderwerkstoffen. Drücke sind nur in Verbindung mit einem Bezugsdruck (Referenzdruck) messbar. Als Bezugsdruck dientnormalerweise der Atmosphärendruck und das Druckmessgerät zeigt an, um wieviel höher oder niedriger der gemes-sene Druck in Bezug zum herrschenden atmosphärischen
Druck ist (Überdruckmessgerät).
Der Druck wird in genormten Anzeigebereichen über270 Winkelgrade auf dem Zifferblatt durch einen Zeiger
angezeigt. Flüssigkeitsgefüllte Druckmessgeräte bieten
aufgrund ihrer Dämpfung einen optimalen Schutz gegenZerstörung, die durch hohe dynamische Druckbelastungenoder Vibrationen hervorgerufen werden kann. Bei Kombination mit Grenzsignalgebern können Schaltungen vorgenommen und bei Kombination mit Ferngebern können elektrische
Ausgangssignale (z. B. 4 ... 20 mA) für industrielle Prozessautomatisierung genutzt werden.

Druckmessgeräte mit RohrfederRohrfedern sind kreisförmig gebogene Rohre von ovalem
Querschnitt. Der Druck des Messstoffes wirkt auf die Innenseiten dieses Rohres, wodurch sich der Ovalquerschnitt
der Kreisform annähert. Durch die Krümmung des Federrohres entstehen Ringspannungen, welche die Rohrfederaufbiegen. Das nicht eingespannte Federende führt eineBewegung aus, die ein Maß für den Druck ist.

Die Anzeigebereiche liegen zwischen 0 ... 0,6 und 0 ... 7000 bar
bei Anzeigegenauigkeiten (Genauigkeitsklassen) zwischen
0,1 und 4,0 %.
ZeigerRohrfederÜber ein Zeigerwerk wird diese Bewegung zur Anzeige
gebracht. Die kreisförmigen, in einem Winkel von ca. 250 °gebogene Federn werden für Drücke bis ca. 60 bar eingesetzt.
Für höhere Drücke finden Federn mit mehreren übereinanderliegenden Windungen von gleichem Wickeldurchmesser(Schraubenfeder) oder mit in einer Ebene liegenden spiralförmigen Windungen (Schneckenfeder) Verwendung.
Rohrfedern können nur begrenzt gegen Überlast geschützt
werden. Um besonders schwierige Messaufgaben erfüllen
zu können, kann dem Druckmessgerät ein Druckmittler als
Trenn- bzw. Schutzvorlage vorgeschalten werden.

Federendstück
Zugstange
Zahnsegment
Zeigerwerk

Zifferblatt

Federträger

DruckAbb. Druckmessgerät mit Rohrfeder
WIKA Datenblatt IN 00.01 ∙ 09/2010

Seite 1 von 4Druckmessgeräte mit Plattenfeder
Plattenfedern sind kreisförmige, gewellte Membranen.
Sie werden zwischen zwei Flansche entweder am Rand
eingespannt oder verschweißt und einseitig vom Druck desMessstoffes beaufschlagt. Die dadurch hervorgerufene
Durchbiegung wird als Maß für den Druck genutzt und überein Zeigerwerk zur Anzeige gebracht.
Plattenfedern haben im Vergleich zu Rohrfedern eine relativ
große Stellkraft und durch die ringförmige Einspannung sindsie unempfindlicher gegen Erschütterungen.

ZeigerZifferblatt

Zeigerwerk

Schraube

SchubstangeDichtung

ObererMessflansch
Plattenfeder

Die Plattenfeder kann durch Abfangen (Anlage der Plattenfeder am oberen Flansch) höher überlastet werden unddurch Beschichtung mit Sondermaterial oder Vorlegen vonFolien kann das Druckmessgerät auch vor extrem korrosiven
Messstoffen geschützt werden.
Zur Messung von hochviskosen, verunreinigten oder kristallisierenden Messstoffen können weite Anschlussbohrungen,offene Anschlussflansche sowie Spülmöglichkeiten realisiertwerden.

MutterUntererMessflansch
Druckraum
Druck

Abb. Druckmessgerät mit Plattenfeder

Die Anzeigebereiche liegen zwischen 0 ... 16 mbar und0 ... 40 bar in den Genauigkeitsklassen 0,6 bis 2,5.

Druckmessgeräte mit Kapselfeder
Die Kapselfeder besteht aus zwei kreisförmigen, gewellten,
am Rand druckdicht zusammengefügten Membranen. Der
Druck wirkt auf die Innenseite dieser Kapsel und die erzeugte
Hubbewegung wird als Maß für den Druck über ein Zeigerwerk zur Anzeige gebracht.
Druckmessgeräte mit Kapselfeder eignen sich besonders
für gasförmige Messstoffe und relativ niedrige Drücke. EinÜberlastschutz ist in bestimmten Grenzen möglich.
Werden mehrere Kapselfedern mechanisch in Reihe
geschaltet (Kapselfeder-"Paket"), wird eine Erhöhung derStellkraft erreicht.
Die Anzeigebereiche liegen zwischen 0 ... 2,5 mbar und
0 ... 0,6 bar in den Genauigkeitsklassen 0,1 bis 2,5.

Zifferblatt
Druckraum

Sichtscheibe

Kapselfeder

Zeigerwerk

Federträger

ZeigerDruckAbb. Druckmessgerät mit Kapselfeder

Seite 2 von 4

WIKA Datenblatt IN 00.01 ∙ 09/2010

Druckmessgeräte für Absolutdruck
Diese Geräte werden eingesetzt, wenn Drücke unabhängig
von den natürlichen Schwankungen des atmosphärischen
Druckes gemessen werden sollen. Prinzipiell können alle vonden Überdruckmessgeräten her bekannten Federformen undMessprinzipien verwendet werden.
Der Druck des zu messenden Stoffes wird gegen einen
Referenzdruck gemessen, der gleich dem Absolutdruck Nullist. An der nicht vom Messstoff beaufschlagten Seite desMessgliedes herrscht dazu in einer Referenzkammer als
Referenzdruck absolutes Vakuum.
Durch Abdichten der entsprechenden Messkammer oderdes umgebenden Gehäuses wird die Funktion realisiert.

Referenzkammer
evakuiert
Plattenfeder

Faltenbalg(Wellrohr)

Die Übertragung der Messgliedbewegung und die Anzeige
des Druckes erfolgen wie bei den bereits beschriebenenÜberdruckmessgeräten.

Faltenbalg(Wellrohr)

Druckraum

Schubstange

Die Anzeigebereiche liegen zwischen 0 ... 25 mbar und
0 ... 25 bar in den Genauigkeitsklassen 0,6 bis 2,5.

Druck

Abb. Druckmessgerät für Absolutdruck

Druckmessgeräte für Differenzdruck
Beim Differenzdruckmessgerät wird die Differenz zweierDrücke direkt erfaßt und zur Anzeige gebracht. Auch hierkönnen prinzipiell alle von den Überdruckmessgeräten her
bekannten Federformen und Messprinzipien verwendet
werden.
Zwei abgeschlossene Messstoffräume sind durch das
Messglied/die Messglieder getrennt. Sind beide Betriebsdrücke gleich groß, wird das Messglied keine Bewegung
ausführen und es erfolgt keine Druckanzeige. Erst wenn ein
Druck erhöht oder niedriger ist, kommt es zur Differenzdruckanzeige.

Schubstange

MinusMesskammer

Faltenbalg(Wellrohr)

PlattenfederSelbst bei hohen statischen Drücken werden kleine Differenzdrücke direkt messbar. Mit Plattenfeder-Messgliedern
läßt sich eine sehr hohe Überlastbarkeit erreichen.
Der zulässige statische Druck und die angegebene ⊕ und⊖-seitige Überlastbarkeit sind zu beachten.
Die Übertragung der Messgliedbewegung und die Anzeige
des Druckes erfolgen in den meisten Fällen wie bei den
bereits beschriebenen Überdruckmessgeräten.
Die Anzeigebereiche liegen zwischen 0 ... 16 mbar und
0 ... 40 bar in den Genauigkeitsklassen 0,6 bis 2,5.

PlusMesskammer

Druck p1

Druck p2Abb. Druckmessgerät für Differenzdruck

Anwendungen■ Filtertechnik (Überwachung von Filterverschmutzung)■ Füllstandsmessung (in geschlossenen Behältern)■ Durchflussmessung (Druckabfall)

WIKA Datenblatt IN 00.01 ∙ 09/2010

Seite 3 von 4

Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

WIKA Datenblatt IN 00.01 ∙ 09/2010
09/2010 D

Seite 4 von 4

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 3063911 Klingenberg/Germany
Tel.
(+49) 9372/132-0
E-mail info@wika.de
www.wika.de