Information produit

DA 400Système de filtrage
d'air compriméJuillet 2015

Système de filtrage d'air comprimé DA 400

Air comprimé
Les systèmes de mesure linéaire et angulaire étanches de HEIDENHAIN peuvent
fonctionner sous air comprimé, ce qui permet d'augmenter leur niveau de protection
et de mieux les protéger des salissures.
L'air comprimé qui est directement injectédans les systèmes de mesure pour générer une pressurisation doit être purifié aupréalable. Il doit pour cela passer par un
microfiltre et être au moins conforme auxclasses de qualité DIN/ISO 8573-1 (édition 2010) suivantes :• Impuretés solides :Taille des particules

Classe 1
Nombre departicules par m3
 20 000
 400
 100,1 µm à 0,5 µm
0,5 µm à 1,0 µm
1,0 µm à 5,0 µm• Point de rosée souspression max. :Classe 4(point de rosée à 3°C)
• Teneur totale en huile : Classe 1(concentration max. en huile 0,01 mg/m3)

Le débit requis pour une alimentation optimale en air comprimé est de l'ordre de 7 à
10 l/min pour un système de mesure linéaire
et de 1 à 4 l/min pour un système de mesure
angulaire. L'idéal est d'utiliser des raccords
HEIDENHAIN avec réducteur intégré (voiraccessoires) pour réguler le débit d'air.
Les réducteurs font en sorte que le débit
d'air spécifié soit atteint avec une pressiond'entrée d'env. 1 · 105 Pa (1 bar).
DA 400Pour purifier l'air comprimé, HEIDENHAIN
propose le dispositif de filtrage DA 400. Cetappareil a été spécialement conçu pour raccorder de l'air comprimé aux systèmes demesure.
Le DA 400 comporte des filtres spéciaux qui
assurent un filtrage constant de l'air injecté,même si le débit est faible. Il fait également
preuve d'une très grande tolérance vis-à-vis
des variations soudaines de pression dans lecircuit d'alimentation, comme cela peut par
exemple être le cas à la mise sous tensiond'autres consommateurs sur la machine.

Le DA 400 est composé de trois niveauxde filtrage (préfiltre, filtre fin et filtre aucharbon actif) et d'un régulateur de pression. Le manomètre et le pressostat (accessoires) assurent un contrôle efficace
de l'air pressurisé.
En ce qui concerne les impuretés, l'aircomprimé qui alimente le DA 400 doit êtreconforme aux classes de qualité ISO 8573-1(édition 2010) :• Impuretés solides :Taille des particules

Classe 5
Nombre departicules par m3
non spécifié
non spécifié
 100 0000,1 µm à 0,5 µm
0,5 µm à 1,0 µm
1,0 µm à 5,0 µm• Point de rosée souspression max. :Classe 6(point de rosée à 10°C)• Teneur totale en huile : Classe 4(concentration max. en huile 5 mg/m3)

Spécifications techniques

DA 400Forme

Dispositif de purification et de régulation de l'air comprimé

Systèmes de mesure connectables

jusqu'à 10 systèmes de mesure linéaire/angulaire ou capteurs rotatifs maximum

Structure• Préfiltre pour des particules de 5 µm, avec purge automatique du condensat• Filtre fin pour des particules de saleté, d'huile et d'eau de 0,01 µm max., avec purge
automatique du condensat• Filtre au charbon actif pour l'absorption de la vapeur d'huile• Pressostat pour le réglage de la pression de sortie

Pression de service

typ.
max.
min.

7 · 105 Pa
12 · 105 Pa
4 · 105 Pa
Si la pression est inférieure à 6 · 105 Pa et si l'air comprimé est saturé en vapeur d'eau, il
faudra prévoir d'ajouter un assécheur d'air en amont.

Classes de qualité

Air en entrée : 5/6/4 (ISO 8573-1 : 2010)
Air en sortie : 1/4/1 (ISO 8573-1 : 2010)

Surpression de sortie

Réglable de 0,5 · 10 Pa à 3 · 10 PaLa surpression en sortie doit être réglée en fonction du nombre de systèmes de mesureconnectés et de la structure du circuit d'air comprimé.

Température de service

5°C à 30°C

Débit

360 l/min max. ( 21,6 Nm3/h)

Raccordements

Entrée d'air comprimé :G 1/4"
Préfiltre/filtre fin séparateur de condensat : Raccord 6 x 1
Sortie d'air comprimé :G 1/4"

MaintenanceRemplacement du filtre

Poids

env. 1 kg510 Pa  1 bar

55

jusqu'à 3 systèmes de mesure connectés : tous les 2 ansjusqu'à 10 systèmes de mesure connectés : tous les ans

Pressostat
1 à 4 barPression defonctionnement
4 à 12 bar

Evacuation du condensat

 5.6
 6.8

Exemple de raccordement avec tuyau 6 x 1
Montage en parallèle

Exemple de raccordement avec tuyau 6 x 1
Montage en série*) Espace requis pour leremplacement d'un filtreAccessoires

Raccord pour tuyau 6 x 1
pour embout de systèmes de mesure linéaire,
avec réducteur et joint d'étanchéité

ID 226270-02

Raccord pour tuyau 6 x 1pour socle de systèmes de mesure linéaire,avec réducteur et joint d'étanchéité

ID 275239-01

Raccord pour tuyau 6 x 1
pour systèmes de mesure angulaire,
avec réducteur et joint d'étanchéité

ID 207835-04

1)

ID 207834-02

1)

ID 630380-01

Raccord fileté orientable à 90° M5avec joint d'étanchéité

Raccord fileté orientable à 180° M5avec joint d'étanchéité
pour LS 4x7/LC 4x5

Pièce d'espacement

1)

ID 230905-01

Pressostat DS-DA400
Pression du circuit réglable entre 0,2 et 2 bar

ID 810471-01

Tuyau d'air comprimé, longueur 25 m
6 x 1 (Di = 4 mm)
8 x 1,25 (Di = 5,5 mm)
Pièce en T
Connexion rapide 6 x 1

Plaque d'adaptation AP-DA400
pour la fixation du DA 400
à la place du DA 3001)

7 l/min à
10 l/min1±0,2 bar

7 l/min à
10 l/min1±0,2 bar

1 l/min à
4 l/min

ID 207881-09
ID 207881-35
ID 310094-02

Raccord fileté G1/4"
pour tuyau 6 x 1 (en sortie du DA 400)
pour tuyau 8 x 1,25 (en entrée du DA 400)

FiltresPréfiltre
Filtre fin
Filtre au charbon actif

1±0,2 bar

VF-DA 400
FF-DA 400
AK-DA 400

ID 310092-01
ID 310092-03
ID 748674-01

ID 810415-01
ID 810416-01
ID 810421-01

Un raccord supplémentaire est nécessaire.

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 583301 Traunreut, Germany{ +49 8669 31-0
| +49 8669 32-5061
E-mail: info@heidenhain.dewww.heidenhain.de894509 · 01 · A · 03 · 7/2015 · PDF

Pour plus d'informations :• Catalogue Systèmes de mesurelinéaire pour machines-outils àcommande numérique• Catalogue Systèmes de mesure
angulaire avec roulement intégré