­Produktinformation

LIC 3100
Absolute offene­Längenmessgeräte

11/2023

LIC 3117, LIC 3137, LIC 3197
Absolute Längenmessgeräte für Messlängen bis 10 m
• Für Messschritte bis 8 nm
• Stahlmaßband wird in Aluminiumprofile eingezogen und mittig fixiert• Bestehend aus Maßstab und Abtastkopf

Maßstab

LIC 3107

Maßverkörperung
Stahlmaßband mit Absolut- und Inkrementalspur–6 –1
Längenausdehnungskoeffizient Þtherm ≈ 10 · 10 K①

d②

0.60/50 *③R

Genauigkeitsklasse±15 µm1)

Basisabweichung≤ ±0,750 µm/50 mm (typ.)Maßband von der Rolle*

3 m, 5 m, 10 m

Masse

Maßband:
Teilesatz:
Maßbandträger:Abtastkopf

LIC 311

LIC 313

LIC 319 F

LIC 319 M

LIC 319 P

LIC 319Y

Schnittstelle

EnDat 2.2

EnDat 3

Fanuc Serial­Interface Þi

Mitsubishi high speed­Interface

PanasonicSerial­Interface

YaskawaSerial­Interface

Bestellbezeichnung*

EnDat22

E30-RB
E30-R4

Fanuc05

Mit03-4

Pana02

YEC07

Messschritt

10 nm

8 nm

10 nm

Rechenzeit tcal
Taktfrequenz≤ 5 µs≤ 16 MHz–2)

Montagemöglichkeiten des Abtastkopfes②≤ 600 m/minInterpolationsabweichung±100 nmElektrischer Anschluss*

Kabel 1 m oder 3 m mit Kupplung M12, Stift, 8-polig (für alle Schnittstellen; EnDat 3: E30-RB) oder
­Stecker Sub-D, Stift, 15-polig (für alle Schnittstellen; EnDat 3: E30-RB) oder
Stecker MINI-SNAP, Stift, 4-polig (EnDat 3: E30-R4)

Kabellänge(mit HEIDENHAIN-Kabel)≤ 100 mVersorgungsspannung

DC 3,6 V bis 14 V2)Leistungsaufnahme (max.)

bei 3,6 V:≤ 700 mWbei 14 V:≤ 800 mWbei 3,6 V: ≤ 850 mW
bei 14 V: ≤ 950 mW

Stromaufnahme (typisch)bei 5 V:75 mA(ohne Last)bei 12 V:35 mA(ohne Last)

Vibration 55 Hz bis 2000 Hz
Schock 6 ms

≤ 500 m/s2 (EN 60068-2-6)≤ 1000 m/s2 (EN 60068-2-27)

Arbeitstemperatur–10 °C bis 70 °C

MasseAbtastkopf:≤ 18 g (ohne Anschlusskabel)Anschlusskabel: Kupplung M12 und Stecker Sub-D: 20 g/m; Stecker MINI-SNAP: 15 g/m
Steckverbinder: Kupplung M12: 15 g; Stecker Sub-D: 32 g; MINI-SNAP: 8 g

0.30/25

0.30/25②F = Maschinenführung
dP = Messpunkte zum Ausrichten* = Anbaufehler plus dynamischer Führungsfehler 3.7 mm
 = Beginn der Messlänge ML 2.9 mm
 = Träger-Länge
1 = Optische Mittellinie
2 = Montageabstand Abtastkopf zu Profil
3 = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit für steigende Positionswerte

2feste­Verlegung> 8 mm> 6 mm

RWechsel­biegung≥ 40 mm≥ 30 mm

Produktinformation LIC 3100   11/2023

Mit03-2

Verfahrgeschwindigkeit

0.425/25②31 g/m
20 g
68 g/m≤ 50 m≤ 30 m≤ 50 mbei 5 V: 95 mA (ohne Last)* Bei Bestellung bitte auswählen
1)±5 µm nach linearer Längenfehler-Kompensation in der nachfolgenden Elektronik
2)
Siehe Allgemeine elektrische Hinweise im Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten

Produktinformation LIC 3100   11/2023

3LIC 3119, LIC 3139, LIC 3199
Absolute Längenmessgeräte für Messlängen bis 10 m
• Für Messschritte bis 8 nm
• Stahlmaßband wird auf Montagefläche geklebt• Bestehend aus Maßstab und Abtastkopf

Maßstab

LIC 3109

Maßverkörperung
Stahlmaßband mit Absolut- und Inkrementalspur–6 –1
Längenausdehnungskoeffizient Þtherm ≈ 10 · 10 K
±15 µm1)

Basisabweichung≤ ±0,750 µm/50 mm (typ.)Maßband von der Rolle*

3 m, 5 m, 10 m

Masse

31 g/mAbtastkopf

LIC 311

LIC 313

LIC 319 F

LIC 319 M

LIC 319 P

LIC 319Y

Schnittstelle

EnDat 2.2

EnDat 3

Fanuc Serial­Interface Þi

Mitsubishi high speed­Interface

PanasonicSerial­Interface

Yaskawa
Serial­Interface

Bestellbezeichnung*

EnDat22

E30-RB
E30-R4

Fanuc05

Mit03-4

Pana02

YEC07

Messschritt

10 nm

8 nm

10 nm

Rechenzeit tcalTaktfrequenz≤ 5 µs≤ 16 MHz–dGenauigkeitsklasse

0.60/50 *R2)

Verfahrgeschwindigkeit≤ 600 m/min

Interpolationsabweichung±100 nmElektrischer Anschluss*

Kabel 1 m oder 3 m mit Kupplung M12, Stift, 8-polig (für alle Schnittstellen; EnDat 3: E30-RB) oder
­Stecker Sub-D, Stift, 15-polig (für alle Schnittstellen; EnDat 3: E30-RB) oder
Stecker MINI-SNAP, Stift, 4-polig (EnDat 3: E30-R4)

Kabellänge(mit HEIDENHAIN-Kabel)≤ 100 mVersorgungsspannung

DC 3,6 V bis 14 V2)Leistungsaufnahme (max.)

bei 3,6 V:≤ 700 mWbei 14 V:≤ 800 mWbei 3,6 V: ≤ 850 mW
bei 14 V: ≤ 950 mW

Stromaufnahme (typisch)bei 5 V:
75 mA(ohne Last)bei 12 V:
35 mA(ohne Last)

Vibration 55 Hz bis 2000 Hz
Schock 6 ms

≤ 500 m/s2 (EN 60068-2-6)≤ 1000 m/s2 (EN 60068-2-27)

Arbeitstemperatur–10 °C bis 70 °C

Masse

Abtastkopf:≤ 18 g (ohne Anschlusskabel)Anschlusskabel: Kupplung M12 und Stecker Sub-D: 20 g/m; Stecker MINI-SNAP: 15 g/m
Steckverbinder: Kupplung M12: 15 g; Stecker Sub-D: 32 g; MINI-SNAP: 8 g

Montagemöglichkeiten des Abtastkopfes
0.425/25

0.30/25

0.30/25d 3.7 mm

feste­ erlegung
V> 8 mm> 6 mm 2.9 mm
F = Maschinenführung* = Anbaufehler plus dynamischer Führungsfehlerc = Codestartwert: ≥ 100 mm
s = Beginn der Messlänge MLl = Maßbandlänge
1 = Optische Mittellinie
2 = Montageabstand Abtastkopf zu Maßstab
3 = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit für steigende Positionswerte

4RWechsel­biegung≥ 40 mm≥ 30 mm

Produktinformation LIC 3100   11/2023

Mit03-2≤ 50 m≤ 30 m≤ 50 mbei 5 V: 95 mA (ohne Last)* Bei Bestellung bitte auswählen
1)±5 µm nach linearer Längenfehler-Kompensation in der nachfolgenden Elektronik
2)
Siehe Allgemeine elektrische Hinweise im Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten

Produktinformation LIC 3100   11/2023

5

Elektrischer Anschluss

Adapter- und Verbindungskabel EnDat 3 (MINI-SNAP, E30-R4)
PUR (2 × 0,25 mm2) + (2 × 0,09 mm2) ¬ 5,2 mm; AV= 0,25 mm2
Adapterkabel mit Stecker MINI-SNAP,­Buchse, 4-polig und Sub-D, Stift, 15-polig

1362192-xx

Verbindungskabel mit Stecker MINI-SNAP,
Buchse und Stecker MINI-SNAP, Stift, 4-polig

1363049-xx

Anschlussbelegung EnDat 3Kupplung M12, 8-polig (E30-RB)

Stecker Sub-D, 15-polig (E30-RB)

Stecker MINI-SNAP, 4-polig (E30-R4)

Spannungsversorgung

serielle Datenübertragung

825

1

3

4

7

6

4

12

2

10

5

13

8

15

1

–

3–––

24

UP

Sensor
UP0V

Sensor0V

SD+_NEXT

SD–_NEXT

SD+

SD–

braun/grün

blau

weiß/grün

weißgraurosaviolettgelb

M12MINI-SNAP

Kabelschirm mit Gehäuse verbunden; UP = Spannungsversorgung
Sensor: Die Sensorleitung ist im Messgerät mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbunden.
Nicht verwendete Pins oder Adern dürfen nicht belegt werden!
Weitere Verbindungskabel und­Anschlussbelegungen finden Sie
im Prospekt Kabel und Steckverbinder.

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 583301 Traunreut, Germany +49 8669 31-0
 +49 8669 32-5061
info@heidenhain.dewww.heidenhain.com

1312271 · 01 · B · 01 · 11/2023 · PDF

Mit Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre
­Gültigkeit. Für Bestellungen bei HEIDENHAIN ist immer die zum Vertragsabschluss­aktuelle Fassung der Produktinformation maßgebend.

Weitere Informationen:
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung sind die Angaben in folgenden Dokumenten
einzuhalten:• Prospekt Offene Längenmessgeräte	  208960-xx• Prospekt Kabel und Steckverbinder
1206103-xx• Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten
1078628-xx• Technische Information EnDat	  383942-18