サンプルチェンジャー：試料セットの方法

パレットの番号

パレット

最大50本

試料をホルダーにセットした後、パレットにマウントする。
【重要】パレットの番号と試料との対応を確認しておく

サンプルホルダへの試料のマウント①サポート治具へのホルダの取り付け② 試料ホルダに治具を取り付ける
Ｘ-ray center

7 mm

Sample holder

This length should
be within 25 mm

support holder③キャピラリを治具の上にセットする

Capillary④ キャピラリをテープまたはクレイでセットする

Cray or tape

オフラインで、キャピラリがまっすぐつけれているか確認する。
キャピラリ

試料ホルダを回してみる

画面外にはみ出ている場合、うまくセンタリングできない場合があるので、注意が必要

サンプルチェンジャー：試料セットの方法①スライドに沿ってパレットをセット②【重要】つまみを絞める（絞め過ぎ注意）

パレット

固定

エクセルシートにプログラムを書く
試料パレットの変更しない 番号に対応
設定温度

設定温度に達した後の温度昇降速度
待ち時間（0 ~ 80 K/min）露光時間

温度設定をするかしないか（”y” or “n”）
nなら強制的に室温測定

Double-step modeは2倍の時間がかかります。

あらかじめ、エクセルシートを用意をしておくと便利
ＨＰからダウンロード可能です。
エクセルファイル名は、英数字で書く！
（ハイフンやアンダーバーはＯＫ）
スペースや日本語、特殊な文字を入れないこと

吹付装置の低温・高温どちらを使うか？
(L: 低温 Ｈ：高温)設定可能な温度
Low : 90 ~ 340 K
High : 300 ~ 1100 K

Labviewの操作
SC_My_Temp_measurement….vi
0. 実験ハッチを正常閉の状態にする。
1. Labview上で、Load Experimental conditionの状態にする(①をクリックすると切り替わる)。
2. 実験条件が書かれたエクセルシートを選択する。
ファイルやフォルダ名は、英数字で書く！
3. outputデータのフォルダを指定する。
（エクセルシート毎にフォルダを分けると便利）（ハイフンやアンダーバーはＯＫ）
4. ファイル名を記入する。
スペースや日本語、特殊な文字を入れない
ファイル名の例：test →test_1_sv300K_1.dat④
試料パレットの番号に対応

①②
設定温度

③No.
(測定の順番) ④

二次元検出器を同時使用する場合はON。

②③

Labviewの操作
SC_My_Temp_measurement….vi
5. エクセルファイルの何行目まで測定したいか、No. dataで指定する。
6. Labviewの実行ボタンを押す。
7. 正しく読み込まれたら、Load experimental condition からMeasurement modeに切り替える。
8. Labviewの実行ボタンを押す。 → プログラムスタートしてよいか聞かれるので、よければ”yes”を選択。

⑥、⑧

現在のステータス⑦⑤⑦
正しく読み込まれているか確認

空行がないか確認

一つの測定が終わったら….
LabVIEW上にデータが表示されます。
また、データフォルダに回折データが吐き出されます。

そのほかの留意点
1)

Sample No. に777を入力すると、CeO2が測定試料として選択されます。

2)

Sample No. に999, 温度にEnergy (15.5keV～37.777keV)を入力すると、エネル
ギー変更が実施されます(20分程度かかります)。

3)

測定時間の計算のためのプログラムが共用パソコン(BL02B2-07)に導入されています。[測定Excelファイルをドロップし、測定行を入力後、Estimationボタンを押すと目安となる測定時間が計算されます。] Error checkボタンをおすと、Excelファイル内の入力ミス項目が出力されます。

BL02B2: Powder Diffraction

3mm

Dec. 2021

X-ray center

7 mm
Sample Pallet for Sample
Robot・50 sample can be mounted on a pallet

12 mm・20～40 mm capillary length isbetter

BL02B2: Powder Diffraction
How to mount on the sample holder①Attach the sample holder to the support
holder

② Put the sample holder on a jig
Ｘ-ray center

7 mm

Sample holder

This length should
be within 25 mm

supportholder

④ Fix the capillary with clay or tape

③put capillary on the jig

Capillary

Cray or tape

BL02B2: Powder Diffraction
Check capillary sample (Is it straight ? )Capillary
SampleWhen the capillary protrudes outside the screen,
It may not be possible to auto-centering well.
In that case please reattach the capillaryBL02B2: Powder Diffraction

Dec. 2021

Put the pallet On a Auto-sampler①Set the palette②【Note】Tighten the screws.
（Don’t overtighten)

PalletTightenBL02B2: Powder Diffraction
Prepare your experimental sheet (ExcelDON’T
Do you wantCorrespondsfile)
Waiting timeforchange
temperature control?
to the numberof sample
pallettemperature stabilization Ramping rate
（0 ~ 80 K/min）
Exposuretime（”y” or “n”）
“n” means ambient temperature

Settingtemperature

TOTAL measurement time: Exposure time × 2 + movement time of 2θ-axis(20sec.)Select gas streamdevices(L: Low Ｈ：high)Available temperature
Low : 90 ~ 340 KHigh : 300 ~ 1100 K
File names must be written in alphanumeric characters! (Hyphens and underscores are OK) Don’t
put in space, Japanese, special characters .

BL02B2: Powder Diffraction
How to use Labview
SC_My_Temp_measurement….vi
0. Close EXP. Hutch------------------------On the PC----File names must be written in--------------alphanumeric characters! (Hyphens and1. Select “Load Experimental condition”
underscores are OK) Don’t put in space,
2. Select the prepared EXEXL file
3. Specify the directory for output data.
Japanese, special characters .
→test_1_sv300K_1.dat
4. FillExample：testin the file name!

①②③④

BL02B2: Powder Diffraction
How to use Labview
SC_My_Temp_measurement….vi
5. How many rows in the Excel file you want to measure, specify it with No. data.
6. Press the Run buttonof Labview.
7. When correctly loaded, switch from Load measurement condition to measurement mode.
8. Press the Run buttonof Labview.
→ Select "yes“ on the pop-up window if you want to start program.

⑥、⑧⑦

Current status⑤⑦
Make sure that itis loaded
correctly.

When a measurement is completed ....
Current data is displayed on Labview.
Also, diffraction data will be
automatically generated in data folder.

BL02B2: Powder Diffraction

Tips
By using the below program, you can estimate the total measurement time.
The program is installed in BL02B2-07 PC.
①Drop an Excel file on the program.
②Enter the number of rows to be read
③Push the Estimation button④If you want to check the input error in the Excel file, push the Error check Button.

Error message