MRS-100シリーズ
デジタルテレメータ

計測を
「無線化」
MRS-100 シリーズ

送信機

受信機

MRS-100シリーズは、デジタル変調で安定した通信が行える小型の無線ユニットで、ひずみゲージ式センサ
や電圧出力型センサを手軽に無線化できます。
自動車関連など実験研究分野での速い現象にも対応し、ほぼリアルタイムで試験データの伝送が可能です。
また、生産ラインに組み込み、品質管理に用いる荷重や圧力などのセンサを無線化し、生産性の向上に役立ちます。

Point

01 動体でも計測できる動体や配線できない場所での試験などで、被測定物の動きを阻害するケーブルを無線化することができ、様々なフィールドで活用できます。

機器の遠心加速度試験

ひずみゲージ

1chひずみ送信機
MRS-101A-S

加速度変換器
被試験品

遠心試験機

MRS-111A 2台使用

1

※ 上記のような振動、衝撃、遠心加速度環境下において、周囲温度が50℃を越える場合、送信機本体の取付穴を用いたボルト固定はおやめください。
※ 遠心加速度環境下では、安全のため被試験品や各種センサ、送信機に対して飛散防止対策を施してください。
※ 1ch送信機と4ch送信機の耐遠心加速度についてはP.5〜6を参照してください。

Point02 多チャネル計測

4ch 送信機と4ch 受信機との組み合わせで、1セット4チャネル、最大 16セットで64チャネルまでの計測ができます。
ただし、1ch 送信機と1ch 受信機との組み合わせの場合は、最大 16セットで16チャネルになります。

・・・・・・・

1 セット目

2 セット目

4チャネル

16 セット目

8チャネル

64チャネル・・・・・・・

Point

03 狭小スペースへの設置

送信機の小型化により、狭い場所でもラクラク設置できます。

従来機

MRS-101A-S（MRT-400A）

10

5.5

20

1チャネル

1チャネル

Point

MRS-104A-S

4チャネル

04 電池駆動で計測

送信機は電池駆動で最大 34 時間の連続使用が可能となり、測定の対象が広がります。

従来機

MRS-101A-S（MRT-400A）

最大連続

20 時間駆動※リチウム電池CR2使用時

Point

※

最大連続

34 時間駆動※※アルカリ乾電池EVOLTA LR03EJ使用時

05 日本国外でも使用 OK

日本、米国、欧州、インド、タイの電波法認証を取得しています。

2

構成図
ひずみ測定
ひずみ送信機から受信機へ、無線で測定したデータを伝送します。被測定物に生じるひずみ、応力を測定します。
４チャネルのラインアップがあり、両方ともひずみゲージとひずみゲージ式変換器に対応します。
1チャネル、

1chひずみ送信機*
ひずみゲージ1ch受信機（別売）
装着*1G2Wアダプタ

電圧レコーダ

4chひずみ送信機*
ひずみゲージ式変換器

4ch受信機*4Gアダプタ装着

電圧レコーダ電圧測定
1ch電圧送信機から1ch受信機へ、無線で測定したデータを伝送します。被測定物に取り付けた電圧出力型センサの電圧を測定します。

1ch電圧送信機*
電圧出力型センサ

1ch受信機*電圧アダプタ装着

電圧レコーダシステムマップ
送信側

受信側

受信機はひずみ測定と電圧測定共通です。

ひずみ測定
1chひずみ送信機
MRS-101A-S

ユニバーサルレコーダ（電圧入力対応の測定器）｛

EDX-200A

リアパネル
ひずみゲージ式変換器
多チャネルひずみ測定には、MRS-104A-Sを推奨します。

電圧測定

1ch電圧送信機
MRS-101A-V
フロントパネル｛

1ch受信機MRS-111A

電圧出力型センサ（センサ用電源は別途必要です）

3

ACアダプタ多チャネルひずみ測定には、MRS-114Aを推奨します。

設定ソフトウェア

アプリケーション

実験研究、工業計測等様々な分野で活用できます。

ドライブトレインの性能試験

プレス荷重のモニタリング

ドライブシャフトトルク

プロペラシャフトトルク
1chひずみ送信機
MRS-101A-S

ロードセル

1chひずみ送信機
MRS-101A-S

1ch受信機MRS-111A

ユニバーサルレコーダ

EDX-200A

パソコン

1ch受信機MRS-111A

小型モータの性能試験

ユニバーサルレコーダ

EDX-200A

パソコン

実車走行時の操縦安定性評価

1ch電圧送信機
MRS-101A-V

増幅器内蔵トルク変換器

TPS-A

グリップ式操舵力計

4chひずみ送信機
MRS-104A-S

LSG-A

測定室

1ch受信機MRS-111A

ユニバーサルレコーダ

EDX-200A

パソコン

4ch受信機MRS-114A

ロボットの可動部分の応力測定
4chひずみ送信機
MRS-104A-S

ユニバーサルレコーダ

パソコン

EDX-200A

ゴルフクラブの衝撃試験
4chひずみ送信機
MRS-104A-S

ひずみゲージ

ひずみゲージカメラ

4ch受信機MRS-114A

ユニバーサルレコーダ

EDX-200A

パソコン

カメラ

4ch受信機MRS-114A

ユニバーサルレコーダ

EDX-200A※ 振動、衝撃、遠心加速度環境下において、周囲温度が50℃を越える場合、送信機本体の取付穴を用いたボルト固定はおやめください。
※ 遠心加速度環境下では、安全のため被試験品や各種センサ、送信機に対して飛散防止対策を施してください。
※ 1台の受信機に同時に複数台の送信機をペア設定することはできません。

パソコン

4

仕

様

送信機ラインアップ

4chひずみ送信機 MRS-104A-S

1chひずみ送信機 MRS-101A-S●多チャネルのひずみ測定●動体のひずみ測定

ひずみゲージ(※1)，
ひずみゲージ式変換器

測定対象
入力チャネル数

ひずみゲージ(※1)，
ひずみゲージ式変換器

4

1
­

入力抵抗

120〜1000Ω
2.00固定DC 1V

適合ブリッジ抵抗
ゲージ率
ブリッジ電源
絶対定格入力­

電圧範囲

1000，2500，5000，10000，25000 10-6ひずみ
0.15％FS以内
10000 10-6ひずみ以内
16-bit

測定レンジ
レンジ精度
平衡調整範囲

AD分解能

測定チャネル数2：3.2kHz，
測定チャネル数1：4.8kHz，
測定チャネル数3：2.4kHz，
測定チャネル数4：1.92kHz

サンプリング周波数

4.8kHz零点変動： 0.05 10-6ひずみ/ C以内
感度変化： 0.01％/ C以内

安定度-25〜75 C，20〜85％（結露しないこと）
2
294.2m/s（
30G），10〜500Hz
2980.7m/s（
100G），11ms
2
980.7m/s（
100G）※4

使用温湿度範囲※2
耐振性※2
耐衝撃性※2耐遠心加速度※2
電源

62mA以下（条件：電源電圧3.0V，ブリッジ抵抗120Ω）

消費電流

DC2.2〜4.4V

約12時間（リチウム電池CR2（Panasonic製1本）使用時）（Ni-MH二次電池eneloop®
（BK-4MCC単四2本）
使用時）
約10時間
約13時間
（アルカリ乾電池EVOLTA（LR03EJ単四2本）使用時）※連続使用時間の条件：周囲温度23 C，
ブリッジ抵抗120Ω

連続使用時間32mA以下（条件：電源電圧3.0V，ブリッジ抵抗120Ω）

約28時間（リチウム電池CR2（Panasonic製1本）使用時）（BK-4MCC単四2本）
使用時）
約24時間（Ni-MH二次電池eneloop®
約34時間（アルカリ乾電池EVOLTA（LR03EJ単四2本）使用時）※連続使用時間の条件：周囲温度23 C，
ブリッジ抵抗120Ω

約32g

約10g

無線機器指令 2014/53/EU（EU）
2015/863（10物質）
RoHS指令 2011/65/EU，

無線機器指令 2014/53/EU
RoHS指令 2011/65/EU（6物質）

質量
適合指令

-25〜75℃，20〜85％（結露しないこと）
2
294.2m/s（
30G），10〜500Hz
2980.7m/s（
100G），11ms
229420m/s（
3000G）※3※1 4ゲージ法対応。
その他のゲージ法ではブリッジアダプタ，
ブリッジボックスを使用のこと。
※2 振動，
衝撃，
遠心加速度環境下において，周囲温度が50℃を越える場合，送信機本体の取付穴を用いたボルト固定をしないこと。
※3 遠心加速度環境下では，安全のため被試験品や各種センサ，
送信機に対して飛散防止対策を施すこと。
※4 遠心加速度の仕様は，送信機の高さ(H)方向となる。
安全のため被試験品や各種センサ，
送信機に対して飛散防止対策を施すこと。

4chひずみ送信機 MRS-104A-S

2 R2.52 φ2.8

10 1

35

5.5
2.5

30
6

2 φ0.97

5
2 4＝8
2

5.5

8

6

7 φ0.97

2 5＝102

耐遠心加速度方向

0.25

20 φ0.97+BATTERY

M2

2 M2­BATTERYSHIELD
­BV
­IN
+IN
+BV

4

21 0.129.3 132.5 136.2 14 φ2.81chひずみ送信機 MRS-101A-S

23.2
19.5
16.3
10.5

58.7 155 151.8 145 0.1

M2

4 C0.52標準付属品 MRS-104A-S: 4GアダプタADP-401 2個，0番1種ナベ小ネジ（M2x4） 3本，電源アダプタADP-40P。左記のものは送信機に装着済み。
締結補助金具 2個，動作確認用電池ケース（単四 2本用），
IDラベル
MRS-101A-S: アダプタ基板ADP-01，0番1種ナベ小ネジ(M2x4) 1本。左記のものは送信機に装着済み。
動作確認用電池ケース（単四 2本用）
，
IDラベル

5

1ch電圧送信機 MRS-101A-V

MRS-101A-SE
MRS-101A●動体の電圧測定●電波が遮られる環境でのひずみ測定●電波が遮られる環境でのひずみ測

ひずみゲージ(※1)，
ひずみゲージ式変換器

電圧

1
­

約（1MΩ + 1MΩ）­

120〜1000Ω
2.00固定DC 1V­­

D（+IN）- B（-IN）間: 32V以内，
D - E（SHIELD）間，B - E間: 16V以内­

絶対定格入力電圧範囲を越えると，本製品に恒久的な損傷を与えることがある。

1000，2500，5000，10000，25000 10-6ひずみ
10000 10-6ひずみ以内

5，10V

0.15％FS以内

5V以内

16-bit
4.8kHz零点変動： 0.05 10-6ひずみ/ C以内
感度変化： 0.01％/ C以内

零点変動： 0.01%FS/ C以内
感度変化： 0.02％/ C以内-25〜75 C，20〜85％（結露しないこと）

2
29.42m/s（
3G），5〜200Hz
2
294.2m/s（
30G），11ms­

32mA以下（条件：電源電圧3.0V，ブリッジ抵抗120Ω）

DC2.2〜4.4V

約28時間（リチウム電池CR2（Panasonic製1本）
使用時）（Ni-MH二次電池eneloop®
（BK-4MCC単四2本）
使用時）
約24時間
約34時間
（アルカリ乾電池EVOLTA（LR03EJ単四2本）
使用時）※連続使用時間の条件：周囲温度23 C，
ブリッジ抵抗120Ω2294.2m/s（
30G），10〜500Hz
2980.7m/s（
100G），11ms
229420m/s（
3000G）※3

22mA以下（Panasonic製1本）
使用時）
約38時間（リチウム電池CR2（BK-4MCC単四2本）
使用時）
約33時間（Ni-MH二次電池eneloop®
約49時間（アルカリ乾電池EVOLTA（LR03EJ単四2本）
使用時）※連続使用時間の条件：周囲温度23 C

約10g
無線機器指令2014/53/EU
RoHS指令2011/65/EU（6物質）

1chひずみ送信機 MRS-101A-SE
35

5.0
2.5

（4.5）

2 R2.52 φ2.8

35

5.5
2.5

30

0.25

2 4＝8
2

8

6

2 5＝102

M2

4 C0.5

2 4＝8
2+BATTERY­BATTERY+IN­IN

SHIELD

7 φ0.97

8

6

0.25

+BATTERYSHIELD
­BV
­IN
+IN
+BV

­BATTERY

5

23.2
19.5
16.3
10.5

6

30

6

2 R2.52 φ2.81ch電圧送信機 MRS-101A-V

23.2
19.5
16.3
10.5

）

1chひずみ送信機（外部アンテナ）

5 φ0.97

2 5＝102

M2

4 C0.5標準付属品 MRS-101A-SE: アダプタ基板ADP-01，0番1種ナベ小ネジ(M2x4) 1本。左記のものは送信機に装着済み。
動作確認用電池ケース（単四 2本用），
アンテナハーネス
IDラベル，受信アンテナW1030，
MRS-101A-V: 電圧アダプタADP-03，0番1種ナベ小ネジ(M2x4) 1本。左記のものは送信機に装着済み。
動作確認用電池ケース（単四 2本用）
，
IDラベル

6

受信機ラインアップ
4ch受信機 MRS-114A

1ch受信機 MRS-111A●日本、米国、
インド、
タイ対応

●欧州対応
●日本、米国、
インド、
タイ対応

MRS-114A

MRS-111A

MRS-111A-E

MRS-111A，MRS-111A-E
1

MRS-114A

DA分解能
DA変換速度
使用温湿度範囲
耐振性
耐衝撃性
電源
消費電流

操作スイッチ

測定チャネル数1：4.8kHz，
測定チャネル数2：3.2kHz，

4.8kHz0〜50 C，20〜85％（結露しないこと）
2
29.42m/s（
3G），5〜200Hz
2
294.2m/s（
30G），11ms
DC10〜16V
280mA以下250mA以下

1ch受信機 MRS-111A
1ch受信機MRS-111A-Eも同じ寸法です。

測定チャネル数3：2.4kHz，
測定チャネル数4：1.92kHz

MUTE: ブザー音のON，OFF切替
BAL: 平衡調整実行
CHECK: センサ接続簡易チェック実行
START: 測定実行
STOP: 測定終了
Tx OFF: 送信機電源OFFSLEEP: 送信機スリープ，設定時間経過後ウェイクアップ

157.5

アナログ出力精度

4
0.1％FS以内
16-bit（171.3）

出力チャネル数

1ch受信機 MRS-111A-E●欧州対応●日本、米国、
インド、
タイ対応

35

210

4ch受信機 MRS-114A

送信機電源電圧監視：3段階表示

受信強度監視：3段階表示

質量

約600g

適合指令

MRS-114A，MRS-111A-E: 無線機器指令 2014/53/EU
MRS-114A: RoHS指令 2011/65/EU，(EU) 2015/863（10物質）
MRS-111A，MRS-111A-E: RoHS指令 2011/65/EU（6物質）

35

無線部仕様

アンテナW1030装着時

MRS-111A
MRS-114Aも同じ寸法です。

1（16チャネルの内から1チャネルを設定ソフトウェアで選択）

アンテナ

MRS-104A-S，MRS-101A-S，MRS-101A-V: 内蔵アンテナ
MRS-101A-SE，MRS-114A，MRS-111A，MRS-111A-E: 指定外部アンテナ（MAIN，
SUBのダイバーシティ受信方式）

無線通信
周波数帯

2.4GHz帯
デジタル変調方式

電波認証

MRS-104A-S，MRS-101A-S，MRS-101A-SE，MRS-101A-V，
MRS-114A，MRS-111A-E:日本，米国，インド，欧州，タイ
MRS-111A:日本，米国，インド，タイ

使用環境

（323）

MRS-111A-E

（229）

）

（185）

標準付属品

50m（見通し最大）
MRS-101A-SEは付属の受信アンテナW1030使用時
2.4GHz帯妨害波（無線LAN，Bluetooth®等）の無き環境

周波数チャネル

CH 0

CH 1

CH 2

CH 3

CH 4

CH 5

CH 6

CH 7

無線中心周波数
（GHz）

2.405

2.410

2.415

2.420

2.425

2.430

2.435

2.440

周波数チャネル

CH 8

CH 9

CH A

CH B

CH C

CH D

CH E

CH F

無線中心周波数
（GHz）

2.445

2.450

2.455

2.460

2.465

2.470

2.475

2.480

システム内に同一無線周波数チャネルが複数あると通信できません。

アンテナEXT-ANT1装着時

囲

（272）

周波数チャネルと無線中心周波数

7

（ 90
可
動

範

無線方式

通信距離

210

1
（ 80
可 以
動 上
範
囲
）

送受信周波数
チャネル数

157.5

DATA: 無線通信エラー／非エラー表示
LOCK: 測定時のキー操作不可表示

1
（ 80
可 以
動 上
範
囲
）

送受信周波数チャネル表示：0〜Fの16チャネル（171.3）

表示部

MRS-114A，MRS-111A，MRS-111A-E:
USBケーブルN-38（1m），
BNC-BNCケーブルU-59（チャネル分，1.5m），，
横穴式吸着盤 (55㎜） 2個，アース線P-72（5m）
結束バンド 2本
MRS-114A:
設定ソフトウェアMRS-10B，（AC電源ケーブルは別売品。
ACアダプタ
使用する国，
または地域に応じて選択），
受信アンテナW1030 2本，高利得アンテナDA-DB-05RP-SMA-08 2本，受信延長ケーブルE-02（2m） 2本
MRS-111A:
設定ソフトウェアMRS-10A，
受信アンテナW1030 2本，受信延長ケーブルE-02（2m） 2本，
ACアダプタUNI318-1215-EDS
MRS-111A-E:
設定ソフトウェアMRS-10A，
ACアダプタUNI318-1215-EDS（欧州対応プラグ付），
小型平面アンテナEXT-ANT1 2個，受信延長ケーブルE-02（2m） 2本，（リバース） 2個，SMAストレートコネクタ（リバース） 2個
SMAライトアングルコネクタ

送信機と受信機との組み合わせ仕様

設定ソフトウェアMRS-10A ，MRS-10B仕様

5V/レンジフルスケール
0.2％FS以内

アナログ出力電圧精度■対象制御機

応答周波数範囲と遅延時間測定
サンプリング
チャネル数
周波数

1

4.8kHz2

3.2kHz3

2.4kHz4

1.92kHz

MRS-10A: MRS-111A，MRS-111A-E
MRS-10B: MRS-114A，MRS-111A，MRS-111A-E■ソフトウェア機能

応答周波数範囲

遅延時間

DC〜370Hz（偏差+0.5，-1dB）11.1 0.3ms（at DC〜480Hz)-3 1dB（at 480Hz)
DC〜320Hz（偏差+0.5，-1dB）10.8 0.3ms（at DC〜320Hz)-3 1dB（at 466Hz)
DC〜240Hz（偏差+0.5，-1dB）9.8 0.3ms（at DC〜240Hz)-3 1dB（at 424Hz)
DC〜192Hz（偏差+0.5，-1dB）9.7 0.3ms（at DC〜192Hz)-3 1dB（at 376Hz)

1台の受信機に複数台の送信機をペア設定することはできません。
4ch送信機と1ch受信機をペア設定することはできません。
測定チャネル数が2以上の場合は4ch送信機と4ch受信機をペア設定した場合の仕様です。

設定機能

測定レンジ設定，送信機電源電圧点灯レベル設定，送信機動作最小電圧設定，
周波数チャネル設定，
無線通信エラー時データ処理設定，
送信機スリープ時間設定

操作機能

零バランス，
センサ接続チェック，
グラフ表示

OS

Windows® 7，8，8.1，10（日本語/英語，
32/64ビット対応）

電波状況点検点検機能■PC動作環境

CPU
メモリ

インタフェース
ディスプレイCore2Duo 2GHz相当以上
4GB以上
USB2.0（USB3.0ポートでも動作可能）
解像度：1024 768以上

ソフトウェアによるデータ集録機能はありません。

別売品
送信機用パッケージ

アダプタ

MRSパッケージキット

MRSジャンクションキット

MRS 4chジャンクションキット

4Gアダプタ

1G2Wアダプタ（120Ω）

MRS-P11A

MRS-J11A

MRS-J14A

ADP-401

ADP-402-120

ADP-403-120

MRS-104A-S用
2チャネル/個
1ゲージ2線式120Ωひずみ

MRS-104A-S用
2チャネル/個
1ゲージ3線式120Ωひずみ

MRS-101A-SE用電池の取付，
アンテナ及びセンサとの接続が容易，電源のON，OFF可能
適合電池：ニッケル水素充電池
単四2本，
アルカリ乾電池 単四2本

MRS-101A-S/SE/V用電池の取付，
センサとの接続が容易，
電源のON，OFF可能
適合電池：CR2リチウム電池

MRS-104A-S用電池の取付，
センサとの接続が容易，電源のON，OFF可能
適合電池：ニッケル水素充電池
単四2本，
アルカリ乾電池
単四2本

MRS-104A-S用
2チャネル/個

ひずみゲージ式変換器に接続

ゲージに接続アダプタ

1G3Wアダプタ（120Ω）

ゲージに接続アンテナ

電源アダプタアダプタ基板1Ｇ2Ｗアダプタ（120Ω）

電圧アダプタ

高利得アンテナ

ADP-40P

ADP-01

ADP-02-120

ADP-03DA-DB-05RP-SMA-08

MRS-104A-S用
DC電源（DC2.2〜4.4V）に接続

MRS-101A-S/SE用
4ゲージひずみゲージやひずみゲージ

MRS-101A-S/SE用
1ゲージ2線式120Ωひずみゲージ

MRS-101A-V用
電圧や電圧出力型センサとの接続式変換器との接続

との接続

アンテナ

MRS-114A，MRS-111A用
感度が良く，通信安定性が向上

ケーブル

P-38
小型平面アンテナ

ダイバーシティ平面アンテナ

EXT-ANT1

EXT-ANT2

MRS-100シリーズ用

MRS-114A，MRS-111A用
薄型，
高利得で，
狭いスペース 1台のアンテナで水平・垂直のに有効

受信延長ケーブル（2ｍ）

受信延長ケーブル
（6ｍ）

E-02

E-03

MRS-101A-SE，MRS-114A， MRS-101A-SE，MRS-114A，
MRS-111A（-E）用MRS-111A（-E）用
長さ約2ｍ，
長さ約6ｍ，
アンテナを柔軟アンテナを柔軟に

２つの直行した偏波面に対応
直接壁などに取付可能に配置可能
防滴構造（コネクタ除く）
なので屋外設置可能配置可能
ただし，EU指令には非対応

DC電源ケーブル

AC電源ケーブル

P-76

P-38〜P-42

MRS-114A，
MRS-111A（-E）用
DC電源供給用
長さ約2m

P-38（日本），P-39（米国），
P-40（インド），P-41（欧州），
P-42（タイ）

8

別売品・標準付属品

選択チャート
4chひずみ送信機 MRS-104A-S用

1ゲージ2線式
120Ωひずみ

1ゲージ3線式
120Ωひずみ

ADP-402-120

ADP-403-120

ゲージを接続ゲージを接続

ひずみゲージ式
変換器を接続

電池、電源 SW、接続端子一体型

DC電源

ADP-401

MRS-J14A

ADP-40P

を接続

標 MRS-104A-S 2○

標 MRS-104A-S○

1chひずみ送信機 MRS-101A-S用
1ゲージ2線式
120Ωひずみ
ゲージを接続ADP-02-120
ADP
02 120ひずみゲージ式
変換器を接続

電池、電源 SW、接続端子一体型

ADP-01MRS-J11A

標 MRS-101A-S○

1chひずみ送信機 MRS-101A-SE用
1ゲージ2線式
120Ωひずみ
ゲージを接続ADP-02-120

ひずみゲージ式
変換器を接続ADP-01

電池、電源 SW、
入力コネクタ（R05-R5F）、アンテナ一体型

電池、電源 SW、接続端子一体型

MRS-P11A

MRS-J11A

アンテナ延長ケーブル

No

Yes
2m
E-02

標 MRS-101A-SE
○

6m
E-03

（CE非対応）

小型平面
アンテナ

受信
アンテナ

EXT-ANT1

W1030
標 MRS-101A-SE○

91ch電圧送信機 MRS-101A-V用

電圧信号入力電池、電源 SW、接続端子一体型

ADP-03MRS-J11A

標 MRS-101A-V○

4ch受信機MRS-114A用

1ch受信機（CE非対応）

1ch受信機MRS-111A-E用

MRS-111A用

No

アンテナ延長ケーブル

Yes
2m

6m

E-02

E-03（CE非対応）

標 MRS-111A（-E） 2○
標 MRS-114A 2
○

小型平面
アンテナ

受信
アンテナ

高利得
アンテナ

ダイバーシティ
平面アンテナEXT-ANT1

W1030

DA-DB-05RP-SMA-08

EXT-ANT2

標 MRS-111A-E 2○

標 MRS-111A 2○
標 MRS-114A 2○

標 MRS-114A 2○

標：標準付属品○

10

受信機と送信機の組み合わせについて
１．1台の受信機に同時に複数台の送信機をペア設定することはできません。
２．送信機と受信機は同じ無線周波数でのみ通信可能です。
３．
システム内に同一無線周波数チャネルが複数あると通信できません。
組み合わせ例
同一無線周波数チャネル（CH 1）のみ通信可。

同一無線周波数チャネル（CH F）が複数ある場合、送信機・受信機のペアが確立されず通信不可。

CH F

・・・

CH F

CH 1

CH F

CH 1
CH F
MRS-114A

MRS-114A

CH 0

送信機

受信機

送信機

技術に関するお問い合わせ
営業技術部

TEL. 042-485-6714
FAX.042-486-1436

受信機

ご購入に関するお問い合わせWebsiteからのお問い合わせ

各営業所にお問い合わせください

www.kyowa-ei.com

安全に関するご注意
182-8520 東京都調布市調布ヶ丘 3-5-1
TEL:042-488-1111 FAX:042-481-3258
Website: www.kyowa-ei.com□ 札幌営業所□ 豊田営業所□ 東北営業所
仙台オフィス□ 名古屋営業所 営業課

TEL.011-642-8877 FAX.011-642-8866

TEL.0565-37-8600 FAX.0565-37-7335
TEL.052-774-8111 FAX.052-774-8100

TEL.022-771-6355 FAX.022-371-7130（インフラ営業部）
中部エンジニアリング課

TEL.0237-41-1530 FAX.0237-41-2071□ 大阪営業所 営業課

TEL.028-634-7521 FAX.028-634-7522（インフラ営業部）
関西エンジニアリング課

TEL.048-527-0710 FAX.048-527-0712□ 明石営業所

TEL.029-852-1891 FAX.029-852-1893□ 広島営業所

TEL.03-5226-3551 FAX.03-5226-3570□ 福岡営業所

TEL.042-489-7226 FAX.042-489-8399□ インフラ営業部

TEL.046-296-5660 FAX.046-295-1344□ 海外営業部

山形オフィス□ 宇都宮営業所□ 北関東営業所□ 筑波営業所□ 東京営業所□ 多摩営業所□ 厚木営業所

Cat.No.1596d 3-9

TEL.052-778-6450 FAX.052-778-6453●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書記載の安全上のご注意」をよくお読みください。
●水、湿気、ほこり、引火性ガス等の多い場所に設置しないでください。
火災、感電、故障等の原因になることがあります。

JQA-0821
JQA-EM4824●記載の仕様・意匠等は予告なく変更させていただくことがあります。
●記載製品を特殊用途にご使用いただく場合にはお問い合わせください。
●記載の会社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
●保証内容は製品に添付の「製品保証について」および、下記Websiteからご覧いただけます。

www.kyowa-ei.com/jpn/company/quality/warranty.html●本カタログに記載の製品は日本国内仕様です。
●本カタログ記載内容の無断転用・無断転載は固くお断り致します。

お問い合わせ、ご用命などは下記にお申し付けください。

TEL.06-6315-6761 FAX.06-6315-1949
TEL.06-6315-0976 FAX.06-6315-1949
TEL.078-917-5181 FAX.078-913-2048
TEL.082-293-8850 FAX.082-293-8770
TEL.092-411-6744 FAX.092-411-4266
TEL.042-485-6623 FAX.042-488-1123
TEL.042-489-7220 FAX.042-488-1122

2021年1月発行 Printed in Japan