EPA1065、EUROⅥに対応しています。
Supports
EPA1065 and EUROⅥ

高速・多機能 FTIR 排出ガス分析装置
High-speed, Multi-function FTIR Emissions Analyzer

FAST-1000/2000/3000 シリーズ
FAST-1000/2000/3000 Series

ガソリン、ディーゼル、触媒、焼却炉などの排出ガス測定に最適
The best analyzers for measuring emissions from gasoline and diesel engines, catalyst devices, incinerators, etc▲

ベンチ・シャシーダイナモ共用
Shared bench chassis dynamometer

可搬型
Moveable Model FAST-3200

▲

触媒試験用

可搬型
Moveable Model FAST-1300▲

For catalytic test

車載・試験室共用
Shared on-board/testing room

車載型
FAST-2210
On-board Model

岩田電業株式会社

IWATA DENGYO CO., LTD.

性能と実績で信頼される FAST-1000/2000/3000
FASTFAS
T-100
1000/2000/3000/2000/3000 シリーズ
FAST-1000/2000/3000 series; trusted performance and track record

世界初の車載型 FTIR 排出ガス分析装置 FAST-2200 を開発・発売以来、ユーザ様の貴重なアドバイスとご要求を最新の技術と熱意で製品化し、充実した FAST-1000/2000/3000 シリーズをラインアップしました。これまでに自動車メーカ様とその関連機器メーカ様、先端研究所様などに多くの納入実績を積み上げ、高性能と信頼性に高い評価を頂いております。
FAST-1300/1400 は標準ボンベガスでの触媒試験に対応する小流量専用の可搬型です。FAST-2210 は重要性が高まってきた
実車走行試験用の車載型で、試験室での測定も可能なフレキシブルモデルです。FAST-3200 は高性能と充実した機能で研究開発用途に最適な可搬型モデルです。
各モデルをベースに、ユーザ様のご要望を実現するハード、ソフトのカスタマイズ製品もご提供いたします。
Since the development and launch the world's first on-board type FTIR exhaust gas analyzer FAST-2200, we have enthusiastically made use of thelatest technology and our user's valuable advice and demands to create products for the enriched FAST-1000/2000/3000 series line up. To date, wehave built up numerous supply track records with automobile manufacturers, automobile-related parts manufacturers, and advanced laboratories andhave received high ratings for high performance and reliability.
The FAST-1300/1400 is a portable (machine) for exclusive use for small-flow rate for catalytic test in standard cylinder gas. The FAST-2210 is
on-board type (machine) for the increasingly import actual running tests and is a flexible model that can also conduct measurements in a "testing
room." The high efficiency and enriched functions of the FAST-3200 make it the optimal portable model for research and development.
We provide hardware and software customization to the base of each product to realize the user's demands.

FAST-1300/1400▲

触媒試験用 For catalytic test

FAST-1300/1400 は触媒試験装置などの、サンプルガス流

FAST-1300/1400 の特長

量が少ない実験に最適な FTIR 排出ガス分析装置です。最小Features of the FAST-1300/1400

牢で可搬性が良く、光学調整の必要がない為、ユーザ様が移動・設置が出来、複数の実験装置での共用が可能でコストパフォ
ーマンスに優れています。
The FAST-1300/1400 is the perfect FTIR exhaust gas analyzer for tests
with small sample flow rates such as with catalyst testing devices. It iscapable of measuring from the sample gas flow rate of 300ml/min at
minimum. Has exceptional cost performance as users can move andinstall the equipment due to its great durability, portability, and no needfor optical adjustment and is capable sharing with multiple test
equipment.

● FAST-1300 は 300ml/min 〜 5L/min の流量で測定が可能です。
● FAST-1400は500ml/min 〜 8L/min の流量で測定が可能です。
● サンプリング間隔は0.2 秒の高速から任意の間隔に設定が可能です。
● サンプリング間隔を長くすることでデータ圧縮とS/N 比の向上が計
れ、長時間の定常実験に有効です。
● アナログ・デジタル入出力、温度入力などオプション機能が充実。
● リアルタイム 25 検量ファイル同時分析が可能です。
● ウエット濃度、ドライ濃度の切替表示及び記録機能が標準装備。
● 測定サンプルスペクトルは全て収録出来、実験後同定・定量・再計算が可能です。
● ユーザニーズに合わせたカスタマイズ対応が可能です。
• FAST-1300 is capable of measuring a flow rate of 300ml/min – 5L/min.
• FAST-1400 is capable of measuring a flow rate of 500ml/min – 8L/min.
• Sampling intervals can be set to any interval starting from a high speed of 0.2
seconds.
• Effective for measuring the increase in data compression and S/N ratio as
sampling intervals increase and effective for long term steady-stateexperiments.
• Enriched optional features such as analog-to-digital input and output andtemperature input.
• Capable of simultaneous analysis of 25 calibration files in real-time.
• Toggle display between wet and dry concentration and a recording function are
standard.
• Capable of measuring in every sample spectra and capable ofpost-experimental identification, quantification, and recalculation.
• Customizable support to meet user's needs.

H 2O 添加測定データ
H2O added measurement data

16

1200

14

1000

12
（ppm）

300ml/min のサンプルガス流量から測定可能です。装置は堅

800

10
8

600

6

400

（%）

可搬型
Moveable Model

4
200

2

0
0

5
SO2

10
NO

15

20
CO2%

25

0
32 （sec）
H20%

FAST-1000/2000/3000 シリーズ共通の特長

Shared features in the FAST-1000/2000/3000 series● 5Hz の高速サンプリングで過渡現象も正確に測定できます。
● 5.11ｍ/200ml の長光路小型ガスセル、0.5cm−1 の高分解能で高速応答と高精度測定を実現しました。
● 車載型で実証した堅牢性。光学軸がズレない構造のため移動が簡単で、移動後の光学調整が不要でメンテナンスも容易です。
● 特許サンプリング機構でガスセル圧力を一定圧力に保持し、高精度測定を実現しました。
（（独）交通安全環境研究所様と共同特許）● ガソリン、ディーゼル、バイオ燃料、天然ガス燃料用に9 種類のメソッドを標準でご提供します。
● 測定温度 150℃、191℃用検量ライブラリーを240 種類以上標準でご提供します。
（113℃用はオプション）● 日本語表示又は英語表示の易しい操作性と、測定状況の豊富なグラフ表示や機能が搭載されています。
● 多成分計と測定濃度値の相関性は、自動車メーカ様、触媒メーカ様、研究所様等で高い評価を得ています。
● 測定中のサンプルスペクトルは全て収録出来、収録したスペクトルを使いガス種を変えて再分析が可能で、実験効率の向上が図れます。
● 収録したサンプルスペクトルを使用し、波形を見ながらサンプルガスに含まれるガスの同定・定量や測定濃度の精度確認ができます。
● お客様の導入目的と導入環境に合わせたカスタマイズ対応が可能です。
● 導入後の技術及び解析支援は経験豊富なスタッフが積極的に対応します。メソッド作成、スペクトル解析等お気軽にご相談ください。

FAST-2210▲

車載・試験室共用 Shared on-board/testing room

ＦＡＳＴ-２２1０は（独）交通安全環境研究所様と共同研究により開FAST-2210 の特長発した、車載型ＦＴＩＲ排出ガス分析装置です（第 62 回自動車技術

Features of the FAST-2210

会賞論文賞受賞）。バッテリ駆動で２時間の実路走行測定が可能です。外気圧の変動に対してスパン補正が必要有りませんので、起伏の激しい山岳地帯での走行測定が可能です。専用ラックに組み込
んで試験室での計測が可能です。
The FAST-2210 is an on-board FTIR emissions analyzer developed incollaboration with the National Traffic Safety and Environment Laboratory.
Capable of conducting on-the-road measurements for two hours on battery
power. Capable of conducting measurements in rugged mountainous areas
since it does not require span correction for fluctuations in the external
atmospheric pressure. Capable of conducting measurements in a testing room
mounted on a dedicated rack. (and was the winner of the 62 nd dissertation
contest for the Society of Automotive Engineers of Japan).

走行中の排出ガスの実態を計測することが重要な要素となりました。
• Mounted Mobile Measuring

Measuring the actual condition of
exhaust gases in motion has become
an important element.

● 車載以外での使用の場合
専用ラックに組込んで試験室での計測が可能です。
• When using in a non-mounted
environment

Measurement in laboratories is possibleby placing the device on a dedicatedrack.

● 小型軽量、測定に必要なガスは N 2 ガスのみです。
● 走行測定時は 20 検量ファイルのガスを５Hz で連続分析が可能です。
● 走行終了後は収録したサンプルスペクトルにより任意の成分を指定して再分析が行えます。
● 収録したサンプルスペクトルを利用し、そのスペクトルに含まれるガスの同定・定量ができます。
● オプション
①信号入出力ユニット（アナログ出力８ch、アナログ入力８ch、温度入力（K）８ch、パルス入力４ch）②GPS ユニット（収録後地図表示機能付）③CAN データ取得ユニット（ODB-Ⅱ規格）• Capable of conducting consecutive measurements for two hours on battery
power.
• Small, light, and only requires N2 gas for measurement.
• Capable of consecutive analysis of the gas in 20 calibrations files at 5Hz whenrunning measurements.
• Can reanalyze any designated components based on the recorded sample
spectra following travel.
• Using the recorded sample spectra, it is possible to identify and quantify thegases included in those spectra.
• Options:① Signal Input/Output Unit (8-ch analog output, 8-ch analog input, 8-chtemperature input (K), and 4-ch pulse input)②GPS Unit (With post-recording map display function)③CAN data acquisition unit (ODB-Ⅱ standard)
箱根ターンパイクでの走行測定データ

1200

Running measurement data in Hakone Turnpike

500
450

1000
圧力［hPa］● 車載走行計測● バッテリ駆動で 2 時間の連続走行測定が可能です。

400
350

800

300
250

600

200
400

150
100

200

50
0

0
0

（専用ラック組込時）(When placed on the dedicated rack)

500

1000
大気圧［hPa］
NH3
CO2 dry

1500
Time［s］

2000

2500

ガスセル圧力［hPa］
CH4
N20

ガス濃度［ppm］、CO2÷10［vol%］車載型
On-board Model• Able to accurately measure even transient disturbances using 5 Hz high-speed sampling.
• Capable of high-speed response and highly accurate measurements with a high resolution of 0.5 cm-1 through a 5.11 m / 200 ml gas cell with a long optical
path and reduced volume.
• Proven durability when used on-board. Easy to move due to a structure with an aligned optical axis and is easy to maintain since there is no need to opticaladjustment after the equipment is moved.
• Maintains a consistent gas cell pressure using a patented sampling mechanism and has realizes high precision measurement. (Joint patent with the National
Traffic Safety and Environment Laboratory)• Comes pre-calibrated method for gasoline, diesel, biofuels, and natural gas.
• Includes a spectral library consisting of a total of over 240 gas species for temperatures at 150ºC and 191ºC. (Spectral library for113°C is optional.)• Easily operable in either Japanese or English, and loaded with a wealth of functions and graphical displays of the measurements.
• Its measured concentration equivalence with conventional analyzers has received high praise from automobile manufacturers, catalyst manufacturers, andresearch institutions.
• It has been designed to improve experimental efficiency by allowing for the entire sample spectrum to be recorded during measurement, and by allowing
reanalysis of the types of gases used in the recorded spectrum.
• Using the recorded sample spectrum, it is possible to accurately verify the concentration measurements and the identity/quantity of gases included in thesample gases while viewing the waveform.
• It can be customized to meet our customer's installation needs and environments.
• Our experienced staff will happily provide post-installation technical and analytical support. Don't hesitate to contact us concerning spectrum analysis andmethod development.

FAST-3000/3200▲

可搬型
Moveable Model

ベンチ・シャシーダイナモ共用 Shared bench chassis dynamometer

FAST-3200 は、3 流路サンプルガスライン内蔵でありながFAST-3000/3200 の特長

ら、移動設置が容易なコンパクトサイズです。ダイレクト測

Features of the FAST-3000/3200

定、CVS 測定、バッグ測定又は後処理装置の前後、中間の 3 ヶ所測定等にも対応可能な 3 流路サンプルガスラインです。

● ウェット濃度測定とドライ濃度測定 ( 演算濃度 ) の切替え表示が可能
で、ウェット、ドライの記録もできます。

FAST-3000 はシンプルな 1 流路サンプルガスライン、スパ●5L/min 〜30L/ｍin までのサンプルガス流量が設定できます。
● T0-90 が 1.5 秒以内の高速応答で過渡現象を正確にキャッチします。
● 測定濃度は多成分計の CO、CO 2、NOｘ、THC 濃度と高い相関があります。
● 試験室間の移動が簡単な可搬性、移動後の光学調整は不要です。
● EPA1065 対応のリークテストチェッカが装備可能です。
● アナログ・デジタル入出力、温度入力などオプション機能充実。
● リアルタイム 25 検量ファイル同時分析可能です。
• Both wet and dry concentrations can be recorded by switching displays
between wet and dry densitometry (calculated concentration).
• The sample gas flow can be set between 5L/min and 30L/min.
• Accurately picks up transient phenomena with high-speed response of T0-90
within 1.5 seconds.
• The measured concentrations of CO, CO2, NOx and THC are highly equivalent
to conventional analyzers.
• Movement between testing rooms is simple, and optical adjustment is notnecessary after movement.
• A leak test checker compatible with EPA1065 is available.
• Complete with optional functions such as temperature input, and analog ordigital input/output.
• Capable of simultaneous analysis of 25 calibration files in real-time.

自動車エンジンテストデータ例
Example of automobile engine test data

400

9

350

8

300

7
6

250

5

200

4

150

3

100

2

50

1

0
0

[%]

FAST-3200 has a compact size for easy movable installation even though
it has a built-in 3-channel sample gas line. It is a 3-channel sample gasline that is capable of pre- and post-direct measurement, CVS
measurement, bag measurement, and post-processing equipment evenwith the mean of measurements in 3 locations.
FAST-3000 is simple 3-channel sample gas line and span gas line
models.

[ppm]

ンガスラインモデルです。

0
10

20
Time [s]30

N2O (ppm)

NH3 (ppm)

Formaldehyde (ppm)

CH4 (ppm)

NOx (ppm)

H2O%

CO2%

CO%

FAST-1000/2000/3000シリーズの仕様

測定可能ガス

FAST-1000/2000/3000 Series Specifications

Measurable Gases

機種名 Model name
仕様 Specification
測定対象

Measuring Object

燃料の種類

Kind of Fuel

測定成分数
（オンライン）
Number of ingredients

FAST-3000/3200

FAST-2210

ガソリン・ディーゼルエンジン、触媒装置及び焼却炉から排出される燃焼ガス

Combustion gas is discharged from gasoline and diesel engines, catalyst devices, incinerators

ガソリン、
軽油、
重油、
バイオエタノール、
天然ガス及び焼却炉焼却物

Gasoline,diesel, heavy-oil, bio-ethanol, natural gas, materials for incinerators

25検量ファイル

20検量ファイル

25 Calibration files

提供メソッド25 Calibration files

150℃、
191℃
（113℃はオプション）

Spectral Libraries

Provided Methods

25検量ファイル

20 Calibration files

検量ライブラリ（温度）

150ºC, 191ºC (113ºC libararies are option)

ガソリン、
ディーゼル、
天然ガス、
エタノール用を測定目的別に9種類を標準添付

Prepared the 9kinds of methods according to fuels, temperaturs and analyzing porpuse

マスターファイル

150℃及び191℃のマスターファイル240種類以上標準添付

Master File

Prepared over 240 kinds fo master files for 150ºC and 191ºC

サンプリングユニット
Sampling Unit

サンプルガスライン

1ライン/3ライン

サンプルガス流量※1

5L/min〜30L/min

Sample Gas Line

Sample Gas Flow Rate*1

1ライン

1 line/3 lines

1 line

5L/min〜15L/min

5L/min to 30L/min

5L/min to 15L/min

サンプルガスライン温度

Sanple Gas Line Hndling Temperature

スパンガスライン
Span Gas Line

300ml/min〜8L/min（要相談）
300ml/min to 8L/min (not fixed)

1 line/3 lines

Gas Cell Volume/Temperature

測定光路長0 or 1 line (not fixed)

1.5秒以内Formaldehyde

CH2O

アセトアルデヒド

Acetaldehyde

C2H4O

アクロレイン

Acrolein

C3H4O

エタノール

Ethanol

C2H6O

メタノール

Methanol

CH4O

アセトン

AcetoneC2H4O

メチルエチルケトン

Methyl Ethyl Ketone

C4H8O
HCN
HNCO

200ml/113℃、150℃、191℃に加熱可能

硫化水素

Hydrogen Sulfide

H2S

硫化カーボニル

Carbonyl Sulfide

COS

蟻酸

Formic Acid

HCOOH

塩化水素

Hydrochloric Acid

HCL

フッ化水素

Hydroflouric Acid

HF

サンプルガス流量に依存

Depend on gas flow rate

共存するガス種とその濃度に依存します

Affected by the mixed gases and its density

測定・表示機能

Measure and Display Functions

濃度グラフ表示

Ammonia

Isocyanic Acid

± 1% of full scale

Detection Limit

NH3

アンモニア
フォルムアルデヒド

Hydrogen Cyanide

フルスケールの±1％以内

検出濃度限度SO2

イソシアン酸2.5秒以内Repeatability

Sulfur Dioxide

シアン化水素Within 2.5sec

再現性

H2O

二酸化硫黄

5Hz (Able to set any rate below 5Hz)

5.11m

Within 1.5sec

Nitrous Oxide
Water

C6H12O0又は1ライン（要相談）

Performance

応答速度（T0-90）

N2O

亜酸化窒素
水

̶

性能

Response Time (T0-90)

NO2

C4H6O

200ml/heatable to 113ºC, 150ºC, 191ºC

Optical Path LengthNO

Nitrogen Dioxide

Hexanaldehyde

5Hz（5Hz以下の任意周期に設定機能あり）

ガスセル容量／温度

Nitric Oxide

二酸化窒素

ヘキサアルデヒド

0.5cm−1

Sampling Rate

一酸化窒素

C7H6O

400cm−1 to 7000cm−1

サンプリング周期

CO2

Crotonaldehyde

400cm−1〜7000cm−1

分解能

CO

Carbon Dioxide

Benzaldehyde

Analyzer Unit

Resolution

Carbon Monoxide

二酸化炭素

ベンズアルデヒド

検出ユニットInfrared Wave Length

一酸化炭素

クロトンアルデヒド

non

測定赤外線波長域

分子式
Molecular Formula

113℃、
150℃、
191℃に加熱可能
113ºC, 150ºC and 191ºC

1ライン/3ライン

成分名Components name

FAST-1300/1400

測定全ガスのグラフ表示、又はオーバレイ表示

Concentration Graph

Able to display all gases graph or overlay graph

サンプリング間隔指定

指定間隔のサンプルスペクトルの平均濃度測定が可能

1.2.4トリメチルベンゼン 1,2,4Trimethylbenzene

C9H12

1.3.5トリメチルベンゼン 1,3,5Trimethylbenzene

C9H12

1.3ブタジエン

1,3Butadiene

C4H6

メタン

Methane

CH4

アセチレン

Acethylene

C2H2

エチレン

Ethylene

C2H4

エタン

EthaneC2H6
C3H6

Sampling Interval

Able to measure the average concentration of the designated interval's sampling spectrum

測定スペクトルの保存

測定全サンプリングスペクトルの収録・保存が可能（200kB/サンプルスペクトル）

Able to record and save the all sampling supectra (200kB/sampling spectrum)

プロピレン

Prpylene

任意のガスレシピによる再分析が可能

プロパン

PrpaneC3H8

ペンタン

Pentane

C5H12

Saving the Spectra

保存スペクトルの再分析

Reanalysis of Saved spectra

測定時スペクトル表示

Real-time spectrum display

イベント入力機能

Event Input Function

Able to reanalyze spectra with any gas recipe

測定時リアルタイムでサンプルスペクトルと検量スペクトルの重複表示可能

Able to display both sampling spectra and calibration supectra in real-time of measurement

イベントボタンが押されるとデータに識別符号が記録されるRecords the identification code in the data when the event button is pressed

装置仕様

General Specifications

推奨設置環境5℃〜35℃、相対湿度80％以下

Ambient Conditions

電源容量※2

Power Source Capacity*2

Temperature: 5ºC to 35ºC, relative humidity: 80% or less

AC200V 20A

DC24V 100Ah又はAC100V 15A

531×750×1183mm

検出部：483×645×311mm
サンプリング部：455×450×365mm

AC200V 20A

外形寸法（W×D×H）

External dimensions (WxDxH)

信号ユニットAnalog Output

24ch

16ch

温度入力
（K）

Pulse Input

GPSユニット

24ch

5ch（標準装備）

5ch (Standard function)

̶

non

̶

4ch
地図表示機能付き

Styrene

C8H8

M-キシレン

M-Xylene

C8H10

O-キシレン

O-Xylene

C8H10

P-キシレン

P-Xylene

C8H10

エチルベンゼン

Ethyl Benzene

C8H10

オクタン

OctaneC8H18

イソオクタン

Isooctane

C8H18

ドデカン

Dodecane

C12H26ETBE

ETBE

C6H14OMTBE

MTBE

C5H12O

ディーゼル

DieselDiesel fuel

三酸化硫黄

Sulfer trioxide

SO3
SF6

Sulfur Hexaflouride

硫酸

Sulfuric acid

H2SO4

̶

硝酸

Nitric acid

HNO3

酢酸

Acetic Acid

CH3COOH

オゾン

Ozone

O3

non

With map display function

non

CANデータ取得ユニット

̶

OBD-Ⅱ規格

̶

OBD-Ⅱ

スチレン

六フッ化硫黄

non
non

C6H6
C7H8

̶

GPS Unit

CAN Data Unit

BenzeneToluene

16ch

8ch

Temperature Input (K)

パルス入力

8ch
8ch

Analog Input

Degital Input

531×750×1126mm

Option Equipment

アナログ入力デジタル入力（操作入力）

Analyzer unit : 483x645x311mm
Sampling unit : 455x450x365mm

AC100V 15Aオプション機器

Signal Unit

アナログ出力DC24V 100Ah or AC100V 15A

AC100V 15A

ベンゼン
トルエン

non

※1 サンプルガス流量は本体取付流量計表示。 *1 Sample gas flow rate is displayed on the flow meter mounted on the main unit.
※2 電源容量は装置構成により増減します。 *2 The power supply capacity will increase or decrease based on the device configuration.

＊ガス成分は付属検量ライブラリーの一部を表記しています。
*The gas components are indicated in a part of the included
spectral libraries.

FTIR オプション

オプション機器適応表

FTIR Options

Optional equipment compatibility table
FAST-3200

FAST-2210

FAST-1300/1400

○

―

○

○

―

○

―

○

―

プレフィルタ Pre-ﬁlter
PF-220(100V), PF-320(200V)

○

○

○

GPSユニット GPS Unit
GPS-100―○―

CANデータ取得ユニット CAN Data Unit
CAN-100

―

○

―

○

―

○

○

○

○

○

○

○

信号ユニットA

IO-210
信号ユニット A

IO-220
信号ユニット B

Signal Unit A

Signal Unit B

アナログ出力Signal Unit A

Analog Output

IO-210（200V）
IO-211（100V）

デジタル入力信号ユニットB

アナログ入力Degital Input

Signal Unit B

Analog Input

IO-220（200V）
IO-221（100V）

温度入力

24ch
16ｃｈ

Temperature Input

8ｃｈ
8ｃｈ

アナログ出力Analog Output

デジタル入力Degital Input

信号入出力ユニット
Signal Input/Output Unit

IO-120アナログ入力Analog Input

温度入力

IO-120
信号入出力ユニット（車載型用）
Signal Input/Output Unit(for use with the On-Board Model)

Temperature Input

PF-220(100V), PF-320(200V)
プレフィルタ

パルス入力
Pulse Input

Pre-filter

NGT-100
窒素ガス発生装置

Nitrogen Gas Generator

8ｃｈ
8ｃｈ
8ｃｈ
8ｃｈ
4ｃｈ

リークテストチェッカ Leak Test Checker
LTB-110
水分干渉チェッカ Moisture Interference Checker
MC-110

LTB-110
リークテストチェッカ

窒素ガス発生装置 Nitrogen Gas Generator

MC-110水分干渉チェッカLeak Test Checker

NGT-100

Moisture Interference Checker

カスタム 製品例
Custom Products＊カスタム製品の一例です。お客様のご要望に合わせたカスタム製品を製作致します。
お気軽にご相談ください。
*These are examples of custom products.
We manufacture custom products
tailored to the needs of our customers.
Please feel free to contact us.

各種試験機

Various Testing Machines

燃料温調装置Fuel temperature controller

窒素酸化物分析計 ICLA-1000

は、岩田電業株式会社のブランド名です。 DATABIRD is a brand under Iwata Dengyo Co., Ltd.

岩田電業株式会社
No:958132

Nitrogen Oxide Analyzer●代理店・販売店
Distributed by:〒245-0065
神奈川県横浜市戸塚区東俣野町 1796-1
TEL. 045-852-7891（代表）045-852-7892（営業直通）
FAX. 045-858-5661

IWATA DENGYO CO., LTD.
1796-1 Higashimatano-cho, Totsuka-ku,
Yokohama-shi, 245-0065 Japan
TEL.+81-45-852-7891
FAX.+81-45-858-5661
DATABIRD Official Website

http://www.databird.co.jp/※記載事項は変更になる場合がありますので、ご注文の際はご確認ください。 ※このカタログの記載内容は2015 年 5月10日現在のものです。

*Please confirm the indicated items and specifications at the time of order as they may have changed since publication. *The contents of this catalog are current as of May 10, 2015.