リムセイブ MT-7500（本体）／ 拡張モジュール（別売）
測定制御仕様比濁時間分析法（β-D-グルカン、エンドトキシン）
発色合成基質法（β-D-グルカン）

測定方式※β-D- グルカン測定は比濁時間分析法・発色合成基質法のいずれかを登録する必要があります。

測定時間

比濁時間分析法 : 最大 200 分
発色合成基質法 : 20 分

同時測定テスト数

最大 10 テスト（本体のみの場合）
最大 30 テスト（拡張モジュール 2台接続時）

保存データ数

5000 件

環境動作時

一般仕様
周囲温度 :15〜32℃（温度変動 ±2℃／時間以内）
湿度 : 30〜80%RH（結露なきこと）

リムセイブMT-7500
（本体）

LED
中心波長
光源

比濁法：660±10nm
比色法主波長：390 〜 400nm
比色法副波長 : 495 〜 510nm
37℃±0.5℃
ウォームアップ時間：15 分（周囲温度 25℃時）

表示

カラー液晶（7インチ、タッチパネル方式）
状態表示 LED

外形寸法
電源定格拡張モジュール接続台数
その他

ブザー及び表示による報知
感熱式（用紙サイズ 58 mm×25 m）
USB MicroB:1 ポート（USB メモリー接続用）
1 ポート（LIS 接続用）
1 ポート（LIS 接続用）
本体：8.1 kg 拡張モジュール：2.2 kg
本体：幅 250 ×奥行 400×高さ 180 mm
拡張モジュール：幅 100×奥行 270 × 高さ 125 mm
AC100 V 単相 50 - 60 Hz 3A
最大 2 台2 次元バーコードリーダー標準装備（検体 ID 入力、試薬情報入力用）

一般的名称：微生物由来成分分析装置
一般医療機器 特定保守管理医療機器
販売名：リムセイブ MT-7500
届出番号：14B1X10022000132

微生物由来成分分析装置

サーモステーション クーリングステーション
TS-70/20（別売） （別売）

リムセイブ MT-7500 サーモステーション TS-70/20（別売）

温度制御

報知機能（本体）
プリンター（本体）USB
外部接続（本体） LAN
RS232C
重量拡張モジュール（別売）

ご注意：本装置は透析液中のエンドトキシン測定には対応していません。

項目
インキュベーション温度
ウェル数
温度
環境
湿度
電源定格
重量
外形寸法

仕様
70℃±0.5℃
2015 〜 32℃
30 〜 80%RH（結露なきこと）
AC100-120V、単相 50 - 60Hz 2A
2.6 kg
幅 110×奥行 320×高さ 125 mm

クーリングステーション（別売）
名称
重量寸法
架設試料数
対応試験管
保冷温度
保冷持続時間試験管冷却保冷容器
約1.6kg（金属容器：約1.0 kg）
幅 200×奥行 160×高さ 190 mm（金属容器：幅 130×奥行 104×高さ 88 mm）
最大 20 本
φ12mm
0 〜 5℃
約12時間（室温 23℃で測定）（金属容器を−20℃で10時間蓄冷時）＊使用環境により保冷持続時間は多少変動します。

リムセイブ MT-7500 及び関連機器名

耐用期間

包472 - 94091

コード 番号
リムセイブMT-7500 医療機器届出番号 14B1X10022000132

納入後6 年

1台

475 - 94101

リムセイブ

MT-7500 拡張モジュール 医療機器届出番号 14B1X10022000132

納入後6 年

1台

472 - 94111

リムセイブ

MT-7500 サーモステーション TS-70/20 医療機器届出番号 14B1X10022000132

納入後6 年

1台

474 - 93831

クーリングステーション

リムセイブ

品

装1台

MT-7500 関連試薬

製造販売業者：富士フイルム和光純薬株式会社

コード番号

品名

包 装

貯法

備 考

411 - 35301

エンドトキシン - シングルテストワコー 識別記号：ES
体外診断用医薬品 承認番号 20600AMZ00967000

0.2mL 用 ×50

2〜10℃

有効期間 製造後 2 か年間

411 - 73901

エンドトキシン検体前処理液

0.9mL×502〜10℃

使用期間 製造後 2 か年間

417 - 57501

β- グルカン テストワコー
体外診断用医薬品 承認番号 20900AMZ00184000

0.2mL 用×502〜10℃

有効期間 製造後 3 か年間

413 - 57601

β- グルカン検体前処理液

0.9mL×502 〜10℃

使用期間 製造後1か年間

461 - 49191

β- グルカン前処理済み検体用希釈液

0.9mL×102〜10℃

使用期間 製造後2か年間

461- 38601

LAL コントロールワコー

0.5mL 用 ×102〜10℃

使用期間 製造後1か年間NEW403 - 51201

β- グルカン シングルM30テストワコー ライセート試薬 (LAL)
体外診断用医薬品 承認番号 30200EZX00042000

0.2mL 用 ×50

2 〜10℃

有効期間 製造後1年 6 か月間

NEW407 - 51101

β- グルカン シングルM30テストワコー 検体前処理液
体外診断用医薬品 承認番号 30200EZX00042000

0.9mL×50

2〜10℃

有効期間 製造後1年 6 か月間

NEW

409 - 51301

LAL コントロール M30ワコー

0.5mL 用 ×10

2 〜10℃

使用期間 製造後1か年間

リムセイブ

MT-7500 関連製品

コード 番号品

名包装301-70211

100114 富士フイルム感熱紙

6巻

481-91061

ベノジェクトⅡ真空採血管（滅菌品）（ヘパリンナトリウム）
医療機器認証番号 219ABBZX00032
製造販売業者：テルモ株式会社

455-01191

BC チップワコー EXT

458-01201

BC チップワコー 1000-R

455-00111

乾熱滅菌済アルミキャップ（φ14.7×18mm）

10個入×10458-00081

エンドトキシン測定用試験管 -S

10本入×5474-92111

サーモフィッシャー フィンピペット F2 20-200μL

1本477-92101

サーモフィッシャー フィンピペット F2 100 -1000μL

1本

3mL 用 ×50 本
100 本
100 本

商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

スピーディーな測定とマルチな機能で診療をサポート

製造販売業者

販売業者〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番 2 号

https://www.fujifilm.com/ffwk/ja

問い合わせ先臨床検査薬 カスタマーサポートセンター

Tel : 03-3270-9134（ダイヤルイン）

B104

シンプルで使いやすい操作画面

血中のエンドトキシンとβ- D -グルカンを定量測定
β-D-グルカン測定試薬（β-グルカン シングルM30テストワコー）は20分測定を実現

TOP 画 面

オーダー登録画面

測定結果抽出画面

タイムコース画面

医療現場のニーズに細やかに対応する、フレキシブルな機能が充実
2 項目同時測定が可能

エンドトキシン（重症グラム陰性菌感染の診断補助）※比濁時間分析法の場合（1→3）-β-D- グルカン（深在性真菌感染の診断補助）
測定操作

2 種類の測定原理に対応

検体の前処理

比濁時間分析法（エンドトキシン、β-D-グルカン）

発色合成基質法（β-D-グルカンのみ）

カブトガニ血球抽出物から調製したLAL試薬は、試料中のエンドトキシンまたはカブトガニ血球抽出物と発色合成基質から調製したLAL試薬は、試料中のβ-D-β-D- グルカンによって凝固（ゲル化）します。このゲル化反応を透過光量の変化グルカンによって発色合成基質から黄色色素を遊離、発色します。反応中の吸光度として捉え、反応開始から一定の透過光量比に達するまでの時間（ゲル化時間）を測定し、色素量を単位時間あたりの吸光度変化率として分析、β-D-グルカン濃度を分析、試料中のエンドトキシン濃度またはβ-D- グルカン濃度を算出します。

を算出します。

サーモステーション
TS-70/20

検体添加

測クーリングステーション

リムセイブ
MT-7500添加撹拌定撹拌

吸光度 (mABS)

透過光量比 R (t)

100%

Tg
Th0R（t）: 透過光量比
透過光量 （I t）の反応初期透過光量 I0 に対する割合 R（t）= （I t）／ I0 ×100
Th : ゲル化判定しきい値
Tg : ゲル化時間

反応時間 t0

検体前処理液t (1)反応時間t (2)70℃
10分間加熱

氷 冷

前処理済
検体

LAL 試薬反応試験管セッティング（自動測定開始）

吸光度変化率=⊿mABS/(t(2)-t(1))

スピーディーな測定（発色合成基質法試薬）

セキュリティ対策

バーコードリーダーによる試薬情報管理

精度管理も手間なく実施

β-D-グルカン測定は発色合成基質法を使うことで、反応時間20分で結果がセキュリティソフトの導入により、マルウェア等の感染を予防します。

● 検量線カードの 2 次元コード1か所を読み取るだけで試薬ロットごとの● 専用コントロールを用いた陰性試料、陽性試料による精度管理が可能です。

得られます。比濁時間分析法の反応時間は最大 90分ですが、濃度の高いユーザー階層管理により、機器設定、データ取り出しは管理者のみ可能です。

検体ほど短時間で測定が終了します。

検量線情報、使用期限を登録できます。
● 検体前処理液ロットは外箱のバーコードを読み取るだけで使用期限と共に登録できます。

コンパクト設計

多検体の同時処理にも対応● コンパクト設計で、デスク上で邪魔にならず、スペースの有効活用に貢献します。
（設置面積 トキシノメーター MT-6500
比約 32% 減）

250mm● リムセイブ

MT-7500 本体のみで、測定依頼、結果出力・保存ができます。

● 内蔵プリンターで測定終了時に400mm● 最大10 テストを同時測定します。

測定結果を自動印刷可能です。

A3 サイズ（W297×H420mm）

拡張モジュール（別売）を本体に2台まで接続でき、最大30テストを同時測定できます。

検量線カード● 専用コントロールの参考値情報、使用期限等は、参考値カードの 2 次元コードの読み取りにより登録できます。
● 本体で精度管理図を表示・印字させることができます。
● コントロール測定オーダー用バーコードを用いる事でコントロール測定依頼を簡単に行えます。