デジタル放射温度計
火炎や燃焼ガス越しの温度測定用

IPE140/39

20 ～700℃
75 ～1200℃
300 ～1450℃
200 ～1800℃（3.9μm）

火炎や燃焼ガス越しの温度測定
ガラス内部温度の測定
高速応答： 1.5msec ～ 10secまで応答時間設定可能（ただし、温度下限付近では、応答時間を自動延長し、ノイズを低減）

小スポット測定を実現 ： φ2.1/110mmから4種類の可動焦点レンズを用意、任意の距離でスポット径を最適に絞れます。
LCD表示器付、本体で温度指示を確認可能
パラメータは本体で設定可能

レーザービーム又は直視ファインダーによる位置確認
測定精度は400℃以下は2.5℃、400℃以上は測定値の0.4％＋1℃

完全デジタル回路により、優れた安定性と耐ノイズ性を実現
標準添付の専用計測ソフトでデータの記録とパラメータ設定

テスト電流出力付で外部設置の温度指示計との接続テストが簡単
インターフェースは、RS232及びバス接続ができるRS485も用意

アプリケーション・火炎や燃焼ガス越しの温度測定
・ガラス内部温度の測定

仕様
温度範囲:

スケーリング:
検出波長:検出器:
信号処理:
精度(不確定性）:(ε＝1、ｔ90＝1ｓ、Tu＝23℃）

分解能:
再現性:
応答時間 t90:
放射率補正 e:
出力信号:
動作表示灯:
表示器:
テスト電流出力:
位置確認:

供給電源:
消費電力:
通信機能:
操作モード接点:パラメータ:

最大値保持:

絶縁対策:
保護等級:
周囲温度:

保管温度:
重量:
外形寸法：
CEマーク:

IPE140/39
MB 7:
20～700℃
MB 12:
75～1200℃
MB 14.5S: 300～1450℃
MB 18:
200～1800℃
温度範囲内にて、任意設定可能、最小スケーリングレンジ 51℃
3.9μｍ
PbSe
光電流を直ちに、デジタル化処理
2.5℃
≦400℃
測定値の0.4%+1℃ ＞400℃
0.1℃(通信経由、表示器とも)、出力信号： 温度範囲の＜ 0.1 %測定値の0.1%＋1℃
1.5 ms (ただし、温度下限付近では、応答時間を自動延長し、ノイズを低減）
設定： 0.01s, 0.05s, 0.25s, 1s, 3s, 10ｓ
10.0～100.0％ 0.1％単位
DC4 ～ 20mA/DC0 ～ 20mA リニヤ出力（選択可）、負荷抵抗500Ω以下
緑色LED
ウォームアップ時：点滅、 動作時：点灯
デジタルLCD表示： 温度およびパラメータの表示
10 mA（0～20ｍA出力時) または12ｍA（4～20ｍA出力時) テストボタンにて出力

レーザパイロットライト または 直視ファインダー
（レーザパイロットライト：レーザクラス2、最大出力＜1ｍW, 630-640nm）※ MB18はレーザーパイロットライト仕様のみ
DC24VまたはAC24V(14～30VDCまたはAC) （AC:48 ～ 62Hz）
max. 6 W
RS232C又はRS485(アドレス指定可)、半2重、ボーレート2400 ～ 115200
接点定格：0.15Amax 測定準備中は、接点 閉。測定開始で接点 開。
本器または通信経由での設定または読み取り
放射率補正ε、時定数t90、最大値保持解除時間tCLスケーリング、0 ... 20ｍA/4 ... 20ｍA切替、 °C / °F,
RS232C又はRS485、アドレス、ボ-レート、ウェイト時間ｔｗ
通信経由での読み取り
温度指示、内部機器温度
以下の要因で解除
・インターバル時間設定による解除 off, 0.01s, 0.05s, 0.25s, 1s, 5s, 25s
・外部同期信号解除または通信経由による解除
・自動解除（次の測定対象物が来た時）
電源回路・インターフェース・アナログ出力信号は互いに絶縁、本体とも絶縁
IP65 (DIN 40 050)
0 ～ 53℃
内部機器温度 ＞55℃でレーザパイロットライト動作停止
内部機器温度 ＞60℃でアナログ出力は、0mA-20 ～ +60℃
550g
195ｍｍｘ56ｍｍｘ62.5ｍｍ（LxBxH)
電磁イミュニティに関するEU指令に適合

デジタル信号処理の特徴

12シリーズの信号は、全てデジタルで処理されます。検出器に入った信号は、直ちにデジタル化され、信号処理されます。
アナログ出力は、0 ... 20 mA または 4 ... 20 mAが選択できます。また、シリアルインターフェースは、デジタル化処理により、任意の温度幅のスケーリングが可能です。最小温度スパンは、51℃です。
デジタル化による周囲温度の温度補償とともに、センサ出力信号のデジタル化によるリニヤ処理で高い精度をRS485シリアルインターフェースでは、複数の放射温度計をバス制御できます。

デジタル信号処理による特長
精度：
温度範囲：

出力：

バス制御：

デジタル化による周囲温度の温度補償とともに、センサ出力信号のデジタル化によるリニヤ処理で高い精度を得ています。
デジタル化処理により、任意の温度幅のスケーリングが可能です。最小温度スパンは、51℃です。
アナログ出力は、選択されたスケーリングで出力されます。この設定は、放射温度計の再校正を必要としません。また、精度や再現性に影響を与えません。スケーリングは、変更可能ですので、多くの種類のスペア機器を用意する必要がありません。
アナログ出力は、0～20 mA または 4～20 mAが選択できます。また、シリアルインターフェース
は、RS232 または RS485が選択できます。付属の計測ソフトにより、PCを介して放射温度計のパラメータの設定や温度測定ができます。

RS485シリアルインターフェースでは、複数の放射温度計をバス制御できます。

測定距離と面積
本器は、可動焦点型レンズを搭載しておりますので、任意の測定距離でスポット径を絞ることができます。
可動焦点レンズの焦点距離でのスポット径を以下の表に示します。レンズは、同じタイプの他のレンズと交換できます。再校正の必要はありません。

IPE140/39
可動焦点レンズ（ﾚﾝｽﾞｶﾗｰﾏｰｸ)
Optics1-PE（赤/緑）
Optics2-PE（黒/緑）
Optics3-PE（青/緑）

測 定 面 積

測定距離S値

開口径：DMB7
φ2.4
φ2.9

MB12
φ0.9
φ1.0

MB14.5S/MB18

φ0.7
φ0.8(mm)
2613(mm)
17φ4.1
φ4.2

φ1.4
φ1.4

φ1.0
φ1.10
26

1417260mm

φ5.7

φ1.8

φ1.3

13440mm
345mm

φ11.4
φ6.8
φ12.6

φ3.5
φ2.3
φ4φ2.5φ1.7
φ2.802613φ23
φ105

φ7.1
φ32φ5
φ226.20105mm
120mm
150mm
200mm

580mm
1000mm
4300mm141714

焦点位置は、レンズ鏡筒部を回転させることで固定およびリリースできる構造です。
片手で調整できます。

外形図

ご注文についてIP140/39

レーザパイロット

直視ファインダー型

ライト型

MB 7:20～700℃
MB 12:75～1200℃
MB 14.5S: 300～1450℃
MB 18:
200～1800℃

3875-840
3875-760
3875-860
3875-960

3875-850
3875-770
3875-870－

レンズは、注文の際にご指定下さい。本体、可動焦点レンズ、検査合格証、InfraWin計測ソフト、ユーザマニュアルを含みます。
接続用ケーブルは含みません。機器との接続には、ケーブル付専用電源BOXを用意しております。

アクセサリ
取付金具・パージ管・ミラー・スキャナー・エンハンサ

3834-270ボールアンドソケット
固定金具

3834-280-2
L字型取付金具（三脚取付可）3835-230
エアーパージﾞ管3837-290-1
冷却ジャケット

3837-240
冷却板

3835-460
3843-530
90°ミラー （IPE140用） IPE140用スキャナー（12°,5Hz,CaF2窓付）3827-200
3835-290
放射率エンハンサ
スキャナー用エアーパージ管

3820-340
3820-330
3820-740
3820-750

L型コネクタ付 接続ケーブル 5ｍ（ 他に、10ｍ/15ｍ/30m )ストレート型コネクタ付接続ケーブル 5ｍ（ 他に、10ｍ/15ｍ/30m
耐熱型ストレート型コネクタ付接続ケーブル 5ｍ （200℃まで使用可能）
耐熱型L型コネクタ付接続ケーブル 5ｍ （200℃まで使用可能）

放射温度計専用電源BOX 5000-001+USB

3837-140
冷却ジャケット用
ボールアンドソケット固定金具)
3835-160
冷却ジャケット用
エアーパージユニット

計測ソフト:InfraWin・ケーブルは全て付属・コネクタ接続のため、配線作業が容易
・レーザパイロットライトスイッチ付
・ケースは、アルミダイキャスト製で、耐久性抜群！
・PCのUSBポート接続用にRS-USB変換ケーブル付属

標準添付、以下の機能が使用できます。
■パラメータの設定（放射率、応答時間、最高値保持など）■温度スケーリング(最小目盛51℃)■温度表示■グラフトレンド■データロギング■データリスト(Excelへの転記可)■本体内部温度表示■温度換算・測定距離／面積計算
・放射率補正計算のヘルプ機能
RS-USB変換ケーブル

本社〒569-0835 大阪府高槻市三島江1丁目5番4号
Tel : 072-678-3453 Fax : 072-678-3516

パイロメータ営業部〒221-0063 横浜市神奈川区立町6丁目1番 ANNI横浜EAST4Ｆ
Tel : 045-438-1191 Fax : 045-438-1192

東京支店
横浜営業所
名古屋支店
高砂営業所
岡山営業所
広島営業所
北九州営業所
大分営業所
長崎営業所
高槻工場
長崎工場

Tel : 03-3454-3691
Tel : 045-438-4566
Tel : 0562-57-2680
Tel : 079-444-1300
Tel : 086-448-5421
Tel : 082-568-5099
Tel : 093-671-5834
Tel : 097-558-3222
Tel : 095-871-0115
Tel : 072-678-1313
Tel : 095-871-0115

Fax : 03-5422-7815
Fax : 045-438-4568
Fax : 0562-57-2681
Fax : 079-444-1301
Fax : 086-444-9149
Fax : 082-568-5098
Fax : 093-662-3652
Fax : 097-552-3131
Fax : 095-871-1001
Fax : 072-679-2006
Fax : 095-871-1001