プリアンプ電源ボード
APV4004
取扱説明書

第 1.2.0 版 2021 年 8 月

株式会社 テクノエーピー〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡 2976-15
TEL: 029-350-8011

FAX: 029-352-9013

URL: http://www.techno-ap.com

e-mail : info@techno-ap.com

取扱説明書 APV4004

安全上の注意・免責事項
このたびは株式会社テクノエーピー（以下、弊社）の製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この「安全上の注意・免責事項」をお読みの上、内容を必ずお守りいただき、正しくご使用ください。
弊社製品のご使用によって発生した事故であっても、装置・検出器・接続機器・アプリケーションの異常、故障に対する損害、その他二次的な損害を含む全ての損害について、弊社は一切責任を負いません。

禁止事項
人命、事故に関わる特別な品質、信頼性が要求される用途にはご使用できません。
高温、高湿度、振動の多い場所などでのご使用はご遠慮ください（対策品は除きます）。
定格を超える電源を加えないでください。
基板製品は、基板表面に他の金属が接触した状態で電源を入れないでください。

注意事項
発煙や異常な発熱があった場合はすぐに電源を切ってください。
ノイズの多い環境では正しく動作しないことがあります。
静電気にはご注意ください。
製品の仕様や関連書類の内容は、予告無しに変更する場合があります。

保証条件「当社製品」の保証条件は次のとおりです。
・ 保証期間

ご購入後一律 1 年間といたします。

・ 保証内容保証期間内で使用中に故障した場合、修理または交換を行います。

・ 保証対象外故障原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。

（ア） 「当社製品」本来の使い方以外のご利用（イ） 上記のほか「当社」または「当社製品」以外の原因（天災等の不可抗力を含む）（ウ） 消耗品等

2

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV4004－ 目 次－
１． 概要.................................................................................................................................................................................................................................................4
２． 仕様.................................................................................................................................................................................................................................................4
３． 外観.................................................................................................................................................................................................................................................5
４． 使用方法 .....................................................................................................................................................................................................................................63

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV4004

１． 概要
プリアンプ電源 APV4004（以下本機器）は、VME 型の標準的なプリアンプ用電源ボードです。チャン
ネル数は 4 チャンネルあり、プリアンプ用電圧±12V（50mA 以上）,±24V（50ｍＡ以上）を各チャンネルから出力します。出力コネクタは D-sub9 ピンで、ピン配置は NIM 規格準拠です。
本書は、本機器の取り扱いについて記載するものです。
※本書の記載内容は予告なく変更することがあります。

２． 仕様（１） 出力・チャネル数

4CH・コネクタ

D-sub9pin コネクタ、抜け防止金具着き・電流+12V：50mA 以上 ※4CH の合計が 230mA を超えないこと。
-12V：50mA 以上 ※4CH の合計が 230mA を超えないこと。
+24V：50mA 以上 ※4CH の合計が 230mA を超えないこと。
-24V：50mA 以上 ※4CH の合計が 230mA を超えないこと。

・ピンアサイン

1：GND
2：GND
3：NC（未接続）
4：+12V
5：NC（未接続）
6：-24V
7：+24V
8：NC（未接続）
9：-12V（２） 機能・LED

POWER（３） 入力電源+12V、2A 以上出力可能な電源推奨（４） 外形寸法

20(W) ×262(H)×187(D)、VME6U、1 幅（５） 重量約 350g

4株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV4004

３． 外観

（1）

（2）

写真 1 APV4004（１） POWER（２） CH1～4

VME メイン電源確認用 LED。給電時点灯
プリアンプ電源供給用 D-sub9 ピンコネクタ

5

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV4004

４． 使用方法（１） VME 電源ラックや高圧電源等の電源が全て OFF であることをご確認します。
（２） 下写真のような D-subn9 ピン用ケーブルでプリアンプと APV4004 を接続します。プリアンプ側のピンアサインと APV4004 のピンアサインが一致していることを再度ご確認ください。
※注意※
D-sub9 ピンコネクタ付きのデータ通信用ケーブル等は使用せず、専用の電源供給用ケーブルをご使用ください

写真 2 プリアンプ電源用ケーブル（左側：APV4004 側コネクタ、右側：プリアンプ側コネクタ）（３） APV4004 側の各 CH にある D-sub9 ピンコネクタの抜け防止金具で、プリアンプ電源用ケーブルのコネクタを固定します。
（４） プリアンプにもう片方のプリアンプ電源用ケーブルのコネクタを固定します。
（５） プリアンプに必要な高圧電源ケーブルやプリアンプ出力信号等のケーブルを接続します。
（６） VME 電源ラックの電源を ON にし、プリアンプへ電源を供給します。
（７） プリアンプ出力信号をオシロスコープ等で確認します。

6

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV4004

株式会社テクノエーピー
住所：〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡 2976-15
TEL.：029-350-8011

FAX.：029-352-9013

URL：http://www.techno-ap.com

7

e-mail：info@techno-ap.com

株式会社テクノエーピー