デジタル・オシロスコープ用

汎用アクティブプローブ
BNC 端子による高い汎用性と優れたコストパフォーマンスを実現

BNC 端子による高い汎用性と優れたコストパフォーマンスを実現
MDP シリーズ｜高圧差動プローブ● フラットな周波数特性特徴● 低ノイズ 340µVrms@500:1● 過電圧入力時はブザーで警告● 高 CMRR、低入力容量● 小形計量設計● USB バスパワー 2W¥57,000（税抜）～価格100MHz －200MHz モデル
型式

MDP700

1M ΩMDP701

BNC 入力対応
MDP702

MDP1500 MDP1501 MDP1502 MDP3000 MDP3001 MDP3002

商品コード537098

537099537100537104537105537106537110537111537112価格（税抜）¥57,000¥63,000¥83,000¥57,000¥63,000¥83,000¥57,000¥63,000¥83,000

周波数帯域

100MHz150MHz200MHz

100MHz150MHz200MHz

100MHz150MHz200MHz減衰比20X/200X

50X/500X

100X/1000X

DC+ACpk

70V/700V

150V/1500V

300V/3000V

CMRR

DC：>80dB

入力インピーダンス

100kHz：>60dB

16M Ω /1.5pF（差動）300MHz －500MHz モデル

50Ω

10MHz：>30dB

100MHz：>26dB

16M Ω /1.5pF（差動）20M Ω /1.5pF（差動）BNC 入力対応

型式

MDP703

MDP704

MDP705

商品コード537101

537102537103

MDP1503 MDP1504 MDP1505 MDP3003 MDP3004 MDP3005
537107537108537109537113537114537115価格（税抜）¥220,000¥314,000¥428,000¥220,000¥314,000¥428,000¥220,000¥314,000¥428,000

周波数帯域300MHz

400MHz500MHz300MHz400MHz500MHz300MHz400MHz500MHz減衰比20X/200X

50X/500X

100X/1000X

DC+ACpk

70V/700V

150V/1500V

300V/3000V

CMRR
入力インピーダンス

DC:>80dB

100kHz:>70dB

16M Ω /0.5pF（差動）20MHz:>40dB

120MHz>26dB

16M Ω /0.5pF（差動）20M Ω /0.5pF（差動）RCP シリーズ｜ロゴスキー AC 電流プローブ
特徴● 1M Ω入力オシロスコープに対応● 300～3000Apk の豊富なラインナップ● フレキシブルなコイル直径 1.6mm● 電源 DC12V（AC アダプタ付属）

型式

RCP300XS

価格¥132,000（税抜）～

RCP600XS

RCP1200XS

RCP3000XS

商品コード537125

537126536857536858価格（税抜）¥132,000¥132,000¥132,000¥132,000

周波数帯域

10Hz ～30MHz

10Hz ～30MHz

12Hz ～30MHz

3Hz ～30MHz

測定レンジ

200mApk ～300Apk

200mApk ～600Apk

600mApk ～1200Apk

600mApk ～3000Apk

コイル直径1.6mm

CP2100シリーズ｜低周波 AC/DC 電流プローブ● 帯域幅： DC 800KHz/2.5MHz特徴● 最大測定電流： 100Apk（70Arms）● 過負荷表示： ブザービープ音、ランプ点滅● 電源： USB DC 5V¥52,000（税抜）～価格
型式

CP2100A

CP2100B

商品コード537120

537119価格（税抜）¥52,000¥71,000

周波数帯域

DC ～800KHz

DC ～2.5MHz

立ち上がり時間≤437.5ns≤140ns

測定範囲

10A/100A

出力感度0.1V/A (10A)/0.01V/A (100A)
3% ±50mA (10A)
4% ±50mA (100A、500mA ～40Apk)
15% (100A、40Apk ～100Apk)

DC 確度
（代表値）
信号遅延100ns

電流測定範囲50mA ～10Apk (10A)
1A 〜100Apk (100A)

最大測定電流100Apk、70.7Arms (DC+ACpk)
200Apk-pk、70.7Arms (AC)最大電圧

CAT Ⅲ 300V CAT Ⅱ 600V

CP503B/CP1003｜ 高周波 AC/DC 電流プローブ● 正確な AC/DC 測定機能特徴

● 5A/30A レンジ選択、低電流測定● 50MHz/100MHz 帯域幅● 1% 確度（代表値）¥154,000（税抜）～

価格
型式
商品コード

CP503B

CP1003B

537122537121価格（税抜）¥154,000¥185,000

帯域幅

DC ～50MHz

DC ～100MHz

立ち上がり時間≤7ns≤3.5nsレンジ

5Arms（5A）、30Arms（30A）

最大測定電流50Apk、100Apk-pk、30Arms

確度（DC および45-66Hz での最大連続電流）
最低測定可能電流
ノイズ±1% ±1mA（5A)、±1% ±10mA（30A）
1mA（5A)、10mA（30A）<4mApp（5A）、<30mApp
（30A）

ディレイ

＜ 6.5ns（5A)、＜ 8.5ns（30A）

出力感度

1V / 1A（5A、1X)、1V / 10A（30A、10X）

過電流警報値
電源
最大電圧≥ 5Apk（5A）、≥ 50ApK（30A）
DC12V
CAT I 300V

About2012年の創業以来、オシロスコープと周辺製品の最先端技術の研究開発に専念し、業界の革新をリードしてきました。世界初の全タッチタブレットオシロスコープやSigtestUI™ や SigOFIT™ 技術を独自に開発。さらに、業界をリードする光ファイバー絶縁プローブと高帯域幅高電圧差動プローブをリリースするなど私たちはこれからも革新的な技術を提供して参ります。

Q&AQ 購入前にデモ機などを借用することは可能でしょうか？
デモ機をご用意しておりますので、ご検討の際にはお気軽にご相談ください。なお、デモ機が貸し出し中の場合もございます。あらかじめご了承ください。

Q 現在使用しているオシロスコープで使えますか？
BNC 端子を備えたオシロスコープで幅広く使用可能です。測定対象の信号に対して必要な仕様を満たすモデルをご選択ください。

注意

本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。
ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

◦仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。◦製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。◦価格には、消費税が含まれておりません。
◦記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「Ⓡ」は記載しておりません。

お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

Cat.No: C1681A〒566-0041 大阪府摂津市北別府町4-5
TEL： 06-6829-1122
FAX： 06-6829-1123
URL: http://kobakei.co-site.jp

このカタログの記載内容は2024年9月現在のものです。