CPAP 療法を始める患者様へえる行で自宅
作
簡単操

CPAP 療法をシーパップ

始めよう

監修：医療法人 社団 輔仁会 嬉野が丘サマリヤ人病院

山城 義広

目次
・CPAP 装置の使い方 ①・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4

・CPAP 装置のお手入れの仕方・・・・・P8［ 装置の基本操作］（ 接続の仕方 / 本体の操作）［ 毎日行うこと］［ 週に一度行うこと］

CPAP 療法を始める方へ

・CPAP 装置の使い方 ②・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6［ マスクの装着方法 ］
ネーザルタイプ を装着する場合
ピロータイプピロ タイプ を装着する場合

CPAP 療法は、睡眠時 無呼吸症候群の治療を??

シ?

・トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・P10
・テイジン CPAP・・・・・・・・・・・・・・・・・裏表紙
カスタマーサポート・ーパップ

簡単な操作 で行えます。
そんな心配にお答えします。

こんな心配ありませんか？

2

Qちゃんと寝られるのでしょうか。

A

慣 れな いうちは途 中で起きてしまうこともあるかもしれませ んが、少しずつ練習しましょう。多くの方が徐々に慣れて治療を続けられています。

Q

機械の操作などは苦手なのですが…。

A

CPAP 装置の基本的操作は運転開始 / 終了のボタンを押すだけです。

Q

操作方法でわからないことがあるのですが。

A

専用WEBサイト『CPARTNERS』に動画やイラストによる操作 方法を掲載しています。
またテイジン CPA Pカスタマーセンターでもご相談を受け付けています（裏表紙参照）。

Q

万が一の故障やトラブルが心配です。

A

CPAP装置についてご不安がございましたらカスタマーサポートまでご相談ください（裏表紙参照）。故障が疑われる場合は、装置の交換等のご対応をいたします。

Q

マスクは買うのでしょうか？

A

健康保険にてCPAPをご使用であれば、外来でお支払いいただく費用に含まれています。マスク交換は年に1回が目安です。

Q

メンテナンスに手間はかかりませんか ?

A

機器のメンテナンスは整備された機器への交換という形で実施します。日常のお手入れ以外に患者様ご自身で実施していただくことはありません。

3

CPAP 装置の使い方 ①
シ ー

自宅で行える簡単操作

CPAP 療法を始めよう

パ ッ プ

CPAP 療法を始める方へ。
ご自宅で行うCPAP 療法は、使用する装置の正しい理解が重要です。
そのため本冊子では、装置の使い方やお手入れの仕方、［ 装置の基本操作 ］※CPAP 本体の詳しい操作方法は機種によって異なります。
ご使用の前には必ず取扱説明書をご確認ください。

① 電源コードの接続トラブルシューティング等を紹介します。

電源コードを本体の電源ソケットに差し込みます。
※ 奥までしっかりと差し込んでください。

より良い CPAP 療法で、快適な日常生活をお過ごしください。

② エアチューブの接続
ベットサイドなどに置いて、簡単な操作で行える治療法です。

エアチュー ブ を本 体 の 空 気 出 口にしっかりと接続します。

接続の仕方③ マスクの接続
エアチューブとマスクを接続します。
※ マスクの組み立て方は、各マスクに付属の取扱説明書に従ってください。

マスク
本体

エアチューブ④ 電源を入れる
電源プラグをコンセントに差し込むと電源が入ります。

正しい取扱いで、治療を続けましょう。

4

本体の操作

⑤ 運転の開始
マスクを装着し、操作パネル のスタート（/ストップ）ボタンを押して運転を開始します。

⑥ 運転の終了
操作パネルのストップ（/スタート）ボタンを押して運転を停止します。

5

CPAP 装置の使い方 ②

自宅で行える簡単操作

CPAP 療法を始めよう［ マスクの 装着方法 ］
下記の装着方法は一例です。お使いのマスクの装 着方法については、取扱説明書をご確認ください。

ピロータイプ を装着する場合

ネーザルタイプ を装着する場合

シリコンのクッションを直接鼻腔にあてがうタイプのマスクです。

マ スククッションを 鼻

下段横ヒモの先に付い

上 段 横ヒモを額パッドに当てて、ヘッドギアをたヘッドギアクリップを、クリップ受口にしっかりが額にあたる程度に締頭にかぶります。マスクを固定する横ヒモは下段が耳の下、上段が耳の上にあることを確認してください。と接続します。

め、下 段 横ヒモも締めてください 。このとき、頭と下段横ヒモの間に指が 2 本入る程度の余裕を持たせてください。
※横ヒモはきつく締めすぎないように注意してください。

61ep

2ep

St

3ep

St

2ep

St

1ep

St

Step

St

シリコンのクッションで鼻の周りを覆うスタンダードなタイプのマスクです。

3

ピロークッションの穴があいている部分を鼻腔に当て、ヘッドギアを頭

頭頂バックルを片手でヘッドギアの位置を調抑え、反対側の手で頭節し、ピロークッション

頂留めヒモ（左）を引き、が上 唇 の 位 置 で 心 地にかぶります。このとき、頭頂留めヒモが頭頂部より額 側にあることを軽く締めます。後部留めヒモを両手で持って引き、後部留めヒモを軽くよくフィットするように調整します。ピロークッ
ションの角度を調節し、確認します。

締めます。
※留めヒモはきつく締めすぎないように注意してください。

心地よい位置になるよう鼻ピローの位置を決めます。

7

CPAP 装置のお手入れの仕方

自宅で行える簡単操作

CPAP 療法を始めよう［ 週に一度行うこと ］

毎日使うものだから…
CPAP 装置は毎日使用するものなので、定期的なお手入れは欠かせません。

マスクやエアチューブのお手入れ

正しい知識でお手入れを行い、衛生的で安心な CPAP 療法を行っていきましょう。

ヘッドギアのお手入れ※マスク、エアチューブ、加湿器、フィルター等のお手入れについては、必ず取扱説明書をご確認ください。

［ 毎日行うこと ］
エアチューブのお手入れ

起床後は、マスク
クッションの内側、外側を湿った布で拭きましょう。

マスク（分解後）やエアチューブを中性洗剤で洗いましょう。洗浄後はよく洗い流し、水気を切って陰干ししてください。

ヘッドギアを手洗いしましょう。
洗濯機を使用する場合は、必ずネットに入れてください。また
漂 白 剤 やドライクリーニング、アイロンの使用は厳禁です。

● 加湿器のお手入れ
加湿器をお使いの方は、毎日水を交換しましょう。
水タンク（チャンバー）は定期的に洗浄しましょう。

● 本体フィルターの交換

使ったエアチューブを陰干しし、内側をしっかりと乾燥させましょう。

8

マスク
クッションのお手入れ

半年に1 度を目安にフィルターを交換しましょう。
※機種によってはフィルターを洗浄するタイプもあります。

● 機器交換メンテナンスの時期には、ご使用の機器を新しく整備された機器と交換します。

9トラブルシューティング

自宅で行える簡単操作

CPAP 療法を始めよう??

?

!

!!

シーパップ

CPAP 装置を使っ ていて困った時に。

Aどこから空気が漏れているか確認しましょう。呼気を排出する穴からの風は空気漏れではありません。その他の箇所であれば、もう一度マスクの装着方法を確認しましょう。

Q

マスクから空気が漏れている。

Q

空気圧が強く、または弱く感じる。

A

空気の漏れがあると、空気圧を強く感じたり弱く感じたりすることがあります。マスクの装着状況、エアチューブとマスクの組み立て、接続を確認しましょう。

Q

マスク跡が残ってしまう。

A

ヘッドギアを強く締め付けすぎていると顔にマスクの跡が残ることがあります。空気漏れが生じない程度に、ヘッドギアを緩めましょう。

Q起床時の鼻、口の乾燥が気になる。

A

開口があると喉が渇きやすくなります。お部屋を加湿することで症状が和らぐことがあります。

Q

旅行、出張に行く場合は？

A

日本国内であれば、どこへでも持ち運びいただけます。
飛行機に乗る場合は手荷物として機内に持ち込んでください。詳細は各航空会社のホームページをご確認ください。

※装置のご使用でご不明な点がありましたら、テイジンCPAP カスタマーサポートをご利用ください。
体調など気になる点がありましたら、主治医もしくは医師にご相談ください。

1011

シーパップテイジン CPAPカスタマーサポート

自宅で行える簡単操作

CPAP 療法を始めよう患者様のライフスタイルに合わせたサポートを提供します。

機器の操作、お手入れ方法、消耗品のお問い合わせは・・・［ CPAPユーザー向け情報提供サービス ］
CPARTNER S検索

https://cpartners.teijin-pharma.co.jp

画像や動画で機器の操作・お手入れ方法を確認できます。

モバイルサイトはこちらから［ テイジン CPAPカスタマーセンター ］

0120 -365-474■受付時間 10：00 〜 22：00／365日 年中無休
※おかけ間違いのないようにご注意ください。
※一部のIP電話からはご利用頂けない場合がございます。

■ 転居などにより、住所・ご連絡先が変更となった場合はカスタマーサポートにお申し出ください。
■ 疾患・治療、症状については、医療行為に当たるためお答えできません。主治医にお問い合わせください。
■ 装置を安全にお使いいただくために、テイジン CPAP カスタマーセンターよりご連絡させていただくことがございます。着信時は『 0120 - 365 - 474 』が表示されます。

医療機器

SAS043-TB-2201-6
2022年1月改訂