歪検査器 LSM シリーズ
総合カタログ

歪検査器
ひずみLSM シリーズ

ストレインアイ

セミオート セナルモン

フルオート ストレインアイ

ガラス・プラスチック製品の歪の観察、応力方向の解析、定量測定
自社製高性能光学フィルターを使用した歪検査器

序章

歪とは歪検査器とは検査方法

歪＜＜＜ 歪検査器の検査方法には２種５通りあります。＞＞＞
観察検査方法

さて、冒頭から問題です。これを何と読むでしょうか？ 次の三択から選んでください。
ひずみ

ゆがみ

いびつ

歪の有無、歪の分布状態、歪の種類や方向、これらを観察します。例えば、光ディスクの射出成型品を歪検査器で確認すると、検査方法の違いによって、下の様に見えます。（ 観察物：透明なＣＤディスク ）直交ニコル法

円偏光法

鋭敏色法

ルケオにおける正解：ひずみ
漢字は複数の読み方があります。「歪」も同様です。ルケオでは、この漢字を「ひずみ」と読みます。では歪とは何でしょうか？ 国語辞典を見てみましょう。
ひずみ【歪み】①物体に外力を加えたときに生じる、のび・ちぢみ・ねじれなどの変化の割合。
（ 三省堂『大辞林第三版』）
金属や木材にも歪が発生しますが、ルケオでは透明体に発生する歪を対象としています。
代表的な透明体としては下の四つです。
ガラス製品

樹脂フィルムプラスチック製品

結晶材料

歪検査器ＬＳＭシリーズは測定検査方法歪の大きさ、歪の方向、これらを数値化・測定します。
セナルモン法

回転検光子法RGB直線偏光法

アナライザーを回し、明るいところアナライザーを既定の角度で回して、 偏光板の直交位や平行位を保ったままが最も暗くなる角度を見つけて、歪の 明るさの変化から、歪の大きさと歪の 規定の角度で回転させ、明るさの変化か大きさを計算します。
方向を計算します。
ら歪の大きさと歪の方向を計算します。

ひずみ

歪

透明体の（ハロゲンランプ）に関する別

歪の見える化

検査

歪の数値化

研

究

＜＜＜ 検査方法により歪検査器は３種あります。＞＞＞

トレーサビリティー

壊れる

割れる

残留歪

品質管理

破損事故

歪検査器

（結晶ガラス）

歪検査器の種類

課題を解決します。
選（レンズ）

観察検査方法
直交ニコル法

円偏光法

測定検査方法鋭敏色法セナルモン法

回転検光子法RGB直線偏光法

ストレインアイ（目視タイプ）セミオート セナルモン（半自動タイプ）

フルオート ストレインアイ( 全自動タイプ）

目視の感応検査

目視を排除して精度アップ

２次元測定が可能

原因調査

不具合調査

安

心工数削減

信

頼

LSM：LSM は Luceo Strain Meter の頭文字です。

ストレインアイ：「目でひずみを見る」、「ひずみを見るための目」という意味で、社内公募で決まった登録商標です。

歪検査器 製品一覧

歪検査器 製品一覧
ストレインアイ（目視タイプ）

LSM-1000LE（ ハンディータイプ ）セミオート セナルモン（半自動タイプ）

LSM-2000LE シリーズ（ 小型タイプ ）光源寸法 : φ 78mm

光源寸法 : □ 120mm

LSM-1000LE：直交ニコル法
鋭敏色法
セナルモン法LSM-2100LE：直交ニコル法
LSM-2200LE：円偏光法
LSM-2300LE：鋭敏色法

LSM-7000LE

LSM-9001LE

LSM-9001S

測定範囲 : □ 200
175mm

測定範囲 : □ 60 〜 10mm

標準ズームレンズ搭載

単焦点レンズ搭載

ズームレンズ搭載＜検査方法＞
鋭敏色法
セナルモン法＜検査方法＞
回転検光子法＜検査方法＞
回転検光子法

撮影範囲 :176 × 132 〜 6.9 × 5.2mm□ 200mm（波長板の差し替えで検査方法を選択）
・小さなサンプル向き ・バッテリー駆動ＯＫ！
・ハンドル付きで持ち歩きできる
・大判ガラスの端部の歪検査が可能

・光源が傾斜してる ・座ったまま検査できる
・小さなサンプル向き
・1 人に 1 台ずつ揃えられる価格帯

LSM-4＊00LE：調整なし
LSM-4＊01LE：調整あり

LSM-7000B

光源寸法 : □ 150mm

光源寸法 : □ 200mm

・検査対象は中型サイズのサンプル・目視タイプの中で標準的な大きさ□ 200mm□ 200mm

撮影範囲 :150 × 112 〜 6.9 × 5.2mm

・中～小型のサンプル向き・リタデーション測定範囲：0 ～ 130nm

・小型のサンプル向き・リタデーション測定範囲：0 ～ 130nm

LSM-9100W

LSM-9100WS

測定範囲 : φ 150mm

測定範囲 : □ 60 〜 10mm

単焦点レンズ搭載

ズームレンズ搭載＜検査方法＞
RGB直線偏光法＜検査方法＞
RGB直線偏光法

撮影範囲 :13.0 × 9.8 〜 2.0 × 1.5mm

N E W

N E W

□ 150mm 高倍率ズームレンズ搭載
高輝度＜検査方法＞
鋭敏色法
セナルモン法

φ150mm□ 70mm□ 150mm 標準ズームレンズ搭載
高輝度＜検査方法＞
鋭敏色法
セナルモン法・中～小型の濃色サンプル向き・アナライザーの高さ調整機構あり

LSM-4100LE LSM-4101LE：直交ニコル法
LSM-4200LE LSM-4201LE：円偏光法
LSM-4300LE LSM-4301LE：鋭敏色法

LSM-4410LE LSM-4411LE 鋭敏色法セナルモン法（検査方法によって、機種を選択）（レバー切り替えで検査方法を選択）□ 200mm□ 150mm
高輝度

LSM-4400LE LSM-4401LE：直交ニコル法
鋭敏色法
セナルモン法LSM-4400B（波長板の差し替えで検査方法を選択）（波長板の差し替えで検査方法を選択）

LSM-8000LE シリーズ（ 大型タイプ ）光源寸法 : □ 350mm□ 70mm□ 200mm

・中～小型のサンプル向き・アナライザーの高さ調整機構あり

LSM-4000LE シリーズ（ 中型タイプ ）・アナライザーの高さ調整機構の有無を選択

フルオート ストレインアイ（全自動タイプ）

LSM-4401B： 直交ニコル法
鋭敏色法
セナルモン法

ストレインアイの大きさ比較

LSM-7000BZ

・超小型のサンプル向き・アナライザーの高さ調整機構あり

・小型のサンプル向き・リタデーション測定範囲：0 ～ 3,000nm

創業から 50 年以上の光学機器の専門メーカーです。
ルケオは、自社製の光学フィルムを光学ガラスに接着する、偏光板、波長板のパイオニアです。
常に時代の変化に対応し、偏光の技術を活かした製品群を揃えています。
偏光板

10cm

・中～小型のサンプル向き・リタデーション測定範囲：0 ～ 3,000nm

波長板

広帯域波長板

円偏光板

光学プリズム

脈理検査装置光学ユニット

光学レンズ

LSM-8200LE：円偏光法
LSM-8400LE：直交ニコル法
鋭敏色法
セナルモン法（波長板の差し替えで検査方法を選択）
・大サイズのサンプル向き・アナライザーの高さ調整機構あり

1000

2000

4000

8000

ルケオのショールームでは、様々な製品を間近にご覧頂き、検査、測定のデモンストレーションを体験して頂くことができます。

仕様一覧表

仕様一覧表

歪検査器 LSM シリーズ仕様一覧

ストレインアイ
項 目

直交ニコル法
検査
方式

ハンディータイプ

小型タイプ

LSM-1000LE

LSM-2100LE

●

●

円偏光法

LSM-2200LE

LSM-2300LE

LSM-4100LE

LSM-4200LE

LSM-4300LE

LSM-4400LE

LSM-4400B

LSM-4410LE

LSM-4101LELSM-4201LE

LSM-4301LE

LSM-4401LE

LSM-4401B

LSM-4411LE

●

鋭敏色法

●

セナルモン法●LSM-8200LE

LSM-8400LE

LSM-7000LE

LSM-7000B

LSM-7000BZ

フルオート ストレインアイ
LSM-9001LE

LSM-9001S

新製品

新製品

LSM-9100W

LSM-9100WS

●

●

●

セミオートセナルモン

大型タイプ

中型タイプ

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

回転検光子法●RGB直線偏光法
測定レンジ

Re：0〜270nm−−−−−−

繰り返し精度

−−−−

−

−

−

測定範囲／観察範囲(mm)
有効画素数（Pixel)

120×120

φ78−−−−−−

測定波長

セナルモン法：540nm−−−−−−

光源

高輝度LED
白色3000K

高輝度LED 白色3000K

ポラライザー(光源)
有効寸法 (mm)φ78

120×120

アナライザー(AN)
有効寸法 (mm)

φ54

φ84

200×200−−−

セナルモン法：540nm

150×150
(高輝度）

φ110

Re：0〜270nm

−

−

115

70

φ114

−

−

640×480−

セナルモン法：540nmセナルモン法：540nm

φ200

φ80

●

●

65〜290（下段）55〜275（下段）25〜240（下段）

0.7kg

3.4kg

10kg

源

DC Input
15-24V
0.8A

DC Input 15-24V
0.8A

100-240VAC 50/60Hz
0.14A

消費電力 (本体）

15W

15W

14W

機器構成

歪検査器本体、(1/4波長板、鋭敏色板)

歪検査器本体

付属品

ACアダプター、応力確認棒、(充電式バッ ACアダプター、本体カバー
テリー)
−−

−

−

−

25〜240（WD：25〜200）

25〜240（WD：25〜90）

16kg

100-240VAC
50/60Hz
0.3A

100-240VAC
50/60Hz
0.14A

100-240VAC 50/60Hz
0.77A

100-240VAC
50/60Hz
0.2A

100-240VAC 50/60Hz
0.3A

30W

14W

77W

20W

30W

−

本体カバー、
応力確認棒

本体カバー

−

−

３波長測定時σ < 3nm

φ150

MAX：60×60
MIN：10×10

590nm

420〜680nm

高輝度LED

200×200

70×70

70×70

φ150

装置内部に装備26kg

歪検査器本体、ケーブル類、 歪検査器本体、 歪検査器本体、ケーブル類
ケーブル類(1/4波長板、鋭敏色板:8400LEのみ）
1/4波長板、鋭敏色板−

150×150（高輝度）12kg

本体カバー、応力確認棒−

200×200

280×375×705

11kg

本体カバー

−

65〜500

MAX：60×60
MIN：10×10

１波長測定時σ < 1nm1100×1100

500×550×660

280×375×430

歪検査器本体、ケーブル類ACアダプター、本体カバー、応力確認棒

80〜500175×175
200×200

高輝度LED 白色3000K

φ80250（上段）

Re：0〜3,000nm

σ = 1nm

MAX：176×132 MAX：150×112 MAX：13.0×9.8
MIN：6.9×5.2
MIN：6.9×5.2
MIN：2.0×1.5

350×350350×350285（上段）

Re：0〜130nm

約±1.5nm200×200300（上段）

280×375×415

Re：0〜270nm

高輝度LED 白色3000K

200×200

180×245×264

対応ＯＳ

150×150−●（下段のみ）外観寸法
96×135×150（W×D×H mm） （ハンドル：L=85)

電−高輝度LED 白色3000K

AN高さ調整重量（本体）−−200×200−

試料配置 スペース高さ (mm)Re：0〜270nm

0〜1600〜115

300×353×540 300×353×580

19kg

21kg

0〜1600〜115

300×353×540

300×353×580

22kg

24kg

AC100-240V 50/60Hz
DC入力 24V
1.6A
38W

35W

歪検査器本体、PC、USBカメラ、ズームレンズ、ケーブル類

歪検査器本体、PC、ケーブル類

本体カバー、応力確認棒

ACアダプター、本体カバー、応力確認棒

Windows10(64bit) 日/英Windows10(64bit) 日/英38W※製品の仕様は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

検査対象と用途

歪検査器 LSM シリーズは、ガラス・プラスチック製品の多種多様な歪に対応して適確な検査が行えます。

■歪検査の対象製品
ガラス製品

プラスチック（合成樹脂）製品

大判板ガラス

自動車ガラス

産業用新素材ガラス

ガラスウエハサーミスタ

ガラスペースト

光学用新素材ガラス

管ガラス加工品＜各種ランプ、各種電子管 ( 真空管、ガス封入管等 )、大判樹脂板

樹脂フイルム

射出成形樹脂製品＜液晶モニターカバー、サンバイザー、樹脂容器等＞
樹脂光学素子電子部品封着用管ガラス、暖房器具の燃焼隔壁＞＜レンズアレイ、レンズ、プリズム等＞

理化学ガラス器具＜フラスコ・ビーカー等、試験管・連結管等、分析部品等、蒸発皿・時計皿等＞
光学ガラス材料＜水晶、石英等、レンズ硝材等＞

ガラス光学素子＜光学フイルター、LD カバーガラス・球レンズ、レンズ

ガラス容器＜バイアル瓶、飲料瓶、広口瓶、保存容器、コップ、食器等＞※ 本カタログ記載製品以外にも歪検査が可能な製品があります。お気軽にお問い合せください。

アレイ、レンズ、プリズム、V 溝基板等＞

■用途
製 品

用 途

大判板ガラス

板ガラスの製造時に発生する帯状の歪をガラス端部で検査

自動車ガラス

ガラスに接着された金属電極付近に発生する歪の検査

産業用新素材ガラス

新しいガラスの開発段階における歪の発生状況を検査

光学用新素材ガラス

新しいガラスの開発段階における歪の発生状況を検査

ガラスウエハ

各種の加工を行う際に発生する微小な加工歪を検査

サーミスタ

金属とガラスの接触部分に発生する歪の検査
アニール処理の条件出し

ガラスペースト

溶解・固着後の収縮により発生する歪の検査

管ガラス加工品
金属とガラスの接触部分に発生する歪の検査
各種ランプ
使用後の高熱曝露の影響により発生する歪の検査
各種電子管火加工した部分の熱履歴により発生する歪の検査（真空管、ガス封入管等） アニール処理の条件出し
電子部品封着用管ガラス アニール処理後の試料に歪がないことを確認するための暖房器具の燃焼隔壁 検査
理化学ガラス器具
フラスコ・ビーカー等
試験管・連結管等
分析部品等
蒸発皿・時計皿等

使用後の高熱曝露の影響により発生する歪の検査
火加工した部分の熱履歴により発生する歪の検査
アニール処理の条件出し
アニール処理後の試料に歪がないことを確認するための検査

光学ガラス材料
水晶、石英等
レンズ硝材等材料製造時に発生する歪の検査
アニール処理の条件出し
アニール処理後の試料に歪がないことを確認するための検査

注3
注4

製 品

用 途

ガラス光学素子
各種の加工を行う際に発生する微小な加工歪を検査
光学フイルター、LD モールドプレス成型による構造物の熱履歴により発生する歪の検査
カバーガラス・球レ アニール処理の条件出し
ンズ、レンズアレイ、 アニール処理後の試料に歪がないことを確認するための検査
レンズ、プリズム、 金属枠入れした時に発生する歪の検査
V溝基板等
成型時に発生する歪の検査
ガラス容器
バイアル瓶、飲料瓶、 アニール処理の条件出し
広口瓶、保存容器、 アニール処理後の試料に歪がないことを確認するための検査
コップ、食器等
大判樹脂板

樹脂板の製造時に発生する歪の検査

樹脂フイルム・シート

面内の歪の一様性の検査

射出成形樹脂製品
射出成形時に発生する残留歪・配向歪の検査
液晶モニターカバー、 射出成形のスピード等の条件出し
サンバイザー、樹脂 アニール処理の条件出し
容器等
アニール処理後の試料に歪がないことを確認するための検査
樹脂光学素子各種の加工を行う際に発生する微小な加工歪を検査
レンズアレイ、レンズ、 モールドプレス成型による構造物の熱履歴により発生する歪の検査
プリズム等
アニール処理の条件出し
アニール処理後の試料に歪がないことを確認するための検査
金属枠入れ時に発生する歪の検査
注1
注2

火加工：ガラスを溶かして細工する方法の一般名称です。溶けたガラスが冷えて固まる際に残留歪が発生しやすなります。
アニール処理：ガラス製品を熱くしてからゆっくり冷やすことで歪を解消する処理です。

モールドプレス成型：高温で柔らかくしたガラスを金型に入れ、挟んで形を作り、冷却硬化して目的の構造物を得る成型方法です。
射出成形：溶けた粘性状の樹脂を高い圧力で金型内に押し込め、冷却硬化して目的の構造物を得る成型方法です。

〒 173-0024 東京都板橋区大山金井町 30-9
TEL.03-3956-4111（代）FAX.03-3956-2335
URL https://www.luceo.co.jp/
2019.07