ポータブルガス検知器sMicro IV

フル機能
パーソナルモニターポータブルガス検知器s – Micro IV

個人の安全のためのシンプルでポケットサイズの単一ガス検知器
丈夫でコンパクトなデザイン
Mic ro IVはコンパクトで堅牢で、非常に使いや すくなっており、過酷な環境でも使用するように 設計されています。 Mic ro IVには、激しい衝撃 や落下に耐える保護ゴムブーツが付いています。

幅広いセンサーMic ro IV は、長期間使用できる交換可能なス マートセンサーと組み合わせて使用できます。ガス センサーは; O 2, H 2S, CO,NH 3, SO 2, Cl 2,ClO 2, PH 3, NO 2, HCN ,HCl, ETO, HF,O3, NO, H2 等が用意され大型グラフィックディスプレイ
Mic ro IVは、取り付けられたセンサーのガス濃度 を連続して表示します。Mic ro IV
は読みやすい 大型のバックライト付きグラフ
ィックディスプレイを備 えています。 キーパッドを押すと、最高・最低値、 ピーク値、STEL、TWAの測定値などの追加情 報が表示されます。

要に応じて 呼吸ゾー ンの近くにも留めることができます。ています。

各Micro IVには、保護用ゴム製ブーツ、アルカリ電池、ベルトクリップ、日本語マニュアルが付属しています。 オプションのアクセサリには、スライド式電動ポンプ、PC接続イドッキングステーション (解析ソフト付き)が用意されています。

簡単な操作
Micro IVは、ガス検出を簡単にします。
必要機能は、キーパッドで制御でき、校正も完全に自動化されています。キーパッドから校正モードを選択し、アダプターに挿入し校 正 ガスをセンサーに流 すだけです。
GfGAutocal ®機能は自動的に検知器の調整を行い、オンボードメモリ内の情報を更新します。

クリップオンアタッチメント
Mic ro IVにはアリゲータークリップが付属している ため、検出器を衣服やベルトに、必最長6か月のバッテリー寿命
Mic ro IVは、市販の単三アルカリ電池1本で最 大3,000時間の連続動作を実現しました。 電池の交換は、必要に応じて、30秒未満で完了でき、特別な工具は必要ありません。
大きなビープ音, LED点滅とバイブレーションでアラーム警告
Micro IVは、大きなビープ音（30 cm でセンサー保証

95 db), 内蔵バイブレーションアラーム, 明Micro IVには、非消耗部品の保証と、ほるい多方向視覚LED点滅アラームライトを備えています。

とんどのセンサーに2年以上の保証が付いています。 O2、H2S、COのセンサーは、3年間の保証となっています。

Micro IV は、危険なガスから作業員の安全を目的としており、爆発の恐れのある場所での使用も承認されています。

ポータブルガスモニター – Micro IV

データインターフェイス、吸引ポンプ、ドッキングステーシ
ョンを含むオプションを用意

DI220 データインターフェイス
一般的な形式でデータ保存
データインターフェイスDI220を使用すること
により、Mic ro IVからPCへ測定データ送信が可能になります。 プログラムは、測定データをTXTまたはCSV形式で保存します。 この
形式は、Mic rosoftExc el®やAc c ess®などの一般的なソフトウェアで読み取ることができます。
簡単な操作
DI220は、USBケーブルを使用してPCとリンクします。 DI220には、ガス供給とガス出口の接続があります。 各種の設定やデータ通信、または校正の操作を開始するには、拡散開口部が下向きにMicro IVをDI220に配置します。PCのMicro IV Configurator
ソフトウェアで各種の操作を実施します。

電動吸引ポンプ
信頼できる作業員の安全ポンプは、Mic ro IVとともに、危険な大気条件下での個人の安全のために設計されています。 Mic ro IVの電池カバーを外し、ポンプをスライドさせるだけで、2つのユニットが全体を形成します。 ポンプは、センサー近くの吸気口によってガスをサンプリングします。 吸引ホースが取り付けできるため、監視する必要のある場所(下水道など）にホースの端を入れることが可能です。ポンプは、サンプリングされるガス量が不十分な場合(フローアラーム）または、内部障害が発生した場合、緑色の点滅LEDでユーザーに警告します。
過酷な環境に最適
電動ポンプは、有毒ガスが充満している場所や、酸欠の可能性のある場所、極度の熱などの過酷な条件で使用できます。この場合、ホースを電動ポンプに接続して、ガス濃度を検査する場所からサンプルを吸引します。

校正用アダプター
校正手順
校正を実行するには、拡散開口部がガス注入口に向かって下向きになるように、Mic roIVを校正用アダプターに入れます。 付属のチューブを使用して、校正ガスを校正アダプターに流します。 Mic ro IVが約3分間一定の校正ガスの流れにさらされていることを確認します。

DS220 ドッキングステーシ
ョン
同時に６台のMICRO IV認識
DS220は、完全自動化のためのドッキングステーションです。 ドッキングステーションにより、バンプテストと校正が簡単になり、すべてのメンテナンス記録が自動的に保存されます。 ドッキングス
テーションは、センサーの応答、アラーム、その他の機能を完全にテストすることができます。
操作
緑色のスイッチを押すだけで、ドッキングステーションのオンとオフを切り替えることができます。 ドッキングステーションには、最大6つの検出器を同時に装備できます。 バンプテストが自動的に開始されます。 テストを開始する前に、赤いボタンを押してバンプテストまたはキャリブレーションを選択します。 テスト結果は、黄色、赤、緑のステー
タスLEDで示されます。 個々の検出器のバンプ
テストとキャリブレーションに関するすべての情報はMMC（インストールされている場合）に保存され、カードリーダーを使用して、またはMMCがインストールされ、ドッキングステーションがPCに接続されている場合は直接PCに転送できます 。
バンプテストまたは校正は、同じガスと同じ検知範囲のMicro IVに対してのみ実行できます。
これらのパラメーターの変更は、校正ソフトウェアを介して実行できます。 DS220は、O2、CO、H2S、SO2、およびH2校正ガスでのみ使用できます。

ドッキングステーシ ョンのデザイン
On / Off

バンプテストと校正切替スイッチ

赤色
検知失敗
黄色
テスト実行中緑色
検知パス
ゼロ校正ガスIn

テスト結果は、道路信号機の信号に似ています。

校正ガスIn圧力スイッチ接続

ガスOut
12 V DC 電源

MMC マルチメ
ディアカードPC(USB)接続のためのCOMポートRS485
又は追加のドッキング
ステーション接続

仕様: MICRO IV
ガスセンサーの検知範囲と分解能:
0 - 500 ppm
アンモニア (NH3)
0 - 200 ppm
一酸化炭素 (CO)
0 - 2,000 ppm
0 - 1,000 ppm
0 - 300 ppm
一酸化炭素 (CO-H)
0 - 500 ppm
0 - 300 ppm
0 - 10.0 ppm
塩素 (Cl2)
二酸化塩素 (ClO2)
0 - 2.00 ppm
エチレンオキサイド (C2H4O)
0 - 20.0 ppm
水素 (H2)0 - 2,000 ppm
0 - 4.00% vol
0 - 1.00% vol
塩化水素 (HCl)
0 - 30.0 ppm
シアン化水素 (HCN)
0 - 50.0 ppm
フッ化水素 (HF)
0 - 10.0 ppm
硫化水素 (H2S)
0 - 100.0 ppm
0 - 500 ppm
一酸化窒素 (NO)0 - 100 ppm
二酸化窒素 (NO2)
0 - 50.0 ppm
酸素 (O2)0 - 25% vol
オゾン (O3)
0 - 1.00 ppm
ホスゲン (COCL2)
0 - 2.00 ppm
ホスフィン (PH3)
0 - 10.00 ppm
シラン (SiH4)
0 - 40.00 ppm
二酸化硫黄 (SO2)
0 - 10.00 ppm

5 ppm
1 ppm
1 ppm
1 ppm
1 ppm
1 ppm
1 ppm
0.1 ppm
0.01 ppm
0.1 ppm
2 ppm
0.01% vol0.01% vol0.2 ppm
0.5 ppm
0.1 ppm
0.1 ppm
1.0 ppm
1 ppm
0.2 ppm
0.1%/vol0.01 ppm
0.01 ppm
0.05 ppm
0.05 ppm
0.05 ppm

他の仕様:
サイズ:
重量:
電源:
電池寿命:
アラーム:

88x4788x47x25 mm
約115 g
単三電池1個Up to y約3,000 時間
バイブレーション: 標準
電子音: 95 db (30 cm距離)
視覚: ED点滅
IP-54
ハウジング:
使用環境温度: 131oF (-20 ～+55oC
5 to5～95% RH (結露無きこと)
使用環境湿度:
使用圧力範囲:700700～1,300 hPa
輸入発売元:株式会社エムケー・サイエンティフィック

標準アクセサリー:
ガスセンサー
衝撃吸収用ラバーブーツ
アルカリ電池ベルトクリップ
日本語操作マニュアル
オプションアクセサリー:
電動十院ポンプ, 3 mホース付き
PC 接続データインターフェイス
6台用ドッキングステーション(DS220 はO2, CO, H2S, SO2とH2校正用ガスのみ対応)
校正ガスキットとレギュレーター
承認:
本質安全: -UL-usc-UL-us
Class I, Division 1, Groups A, B, C, and D
Temperature Code T3C
保証:
機器および電子機器の寿命は限られています。 ほとんどのセンサーで2年、O2、CO、H2Sを含む一部のセンサーで3年。 オプションで6年間の保証が利用できます。
詳細については、GfG完全保証を参照してください。

仕様は予告なく変更される場合があります。

販売代理店：

日本ゲスコ株式会社〒305-0822茨城県つくば市苅間825-1℡029(856)1388 Fax029(828)5578
e-mail:mail@gesco.co.jp

Rev. 1 (06/27/19)