計測データプロテクト機能付き KR2000シリーズ

グラフィックレコーダ
計測データプロテクト機能付きKR2000シリーズは、医薬品製 造におけるPart11 ※1に準じたデータ記録を支援する、改ざん防止機能を搭載したペーパレス記録計です。

集録周期は100ms ※2の高速集録、±0.1%FSの高精度を実現し、計測データは512MBの内部メモリーに保存できます。

多彩な表示画面と高機能を有し、簡単操作でデータ管理・記録ができます。

■特長●Part11対応を支援する改ざん防止機能を搭載
暗号化したバイナリ形式で計測データをファイル化し、改ざんを抑制します。
オーディットトレイル（監査証跡）、ログイン機能などPart11対応を支援する機能を搭載しています。
※画面はハメコミ合成です。

●鮮明な5.6形液晶ディスプレイを採用
視認性に優れた大形ディスプレイに多彩な表示機能を搭載。
リアルタイム／ヒストリカルトレンド表示をはじめ、バーグラフ表示、数値表示を選択できます。
●大容量データ記録・多彩な記録方式
512MBの内部メモリーに大容量記録が可能です。
曜日時刻や日付時刻によるスケジュール記録、外部信号やイベントによる記録スタート、警報などのトリガ点前後データ記録などの多彩なデータ保存方法を選択できます。

■形式

KR2 P□□M □□A
測定点数／測定周期※3●多点を高速・高精度で安定記録
100ms ※2の高速集録、±0.1％FSの高精度を実現。高速でも安 定した測定・記録ができます。
入力チャンネル間の耐電圧は1000V AC（測温抵抗体入力を除く）と高耐圧です。

60： 6点（100ms仕様）
20：12点（100ms仕様）
61： 6点（1s仕様）
21：12点（1s仕様）
通信インターフェイス（オプション）●マニュアルレスで簡単操作・設定
各機能に専用キーを用意し、操作性を考慮しました。

Ｎ：なし
Ｒ：上位通信（RS-232C／RS-485）●前面USBポートから記録ファイルを読み出し前面のUSBポートへUSBメモリーを接続し、パネル設置した状態で記録データファイルの読み出しができます。

Q ：上位通信（RS-232C／RS-485）＋下位通信（RS-485）
接点入力／警報出力（オプション）
０：なし●ネットワーク対応
イーサネットを標準装備し、Webブラウザによるデータ監視、FTPク
ライアントおよびＥメール通報などネットワーク機能を使用できます。

１：警報出力 12点（a接点）
２：警報出力 6点（c接点）
７：無電圧接点入力 8点＋警報モスリレー出力 8点●専用解析ソフトを標準付属集 録した各ファイルは専 用 解 析ソフトを用 いてデータ再 生、オーディットトレイルの確認、印刷、PDF化、CSVファイルへの変換ができます。

※3 1s仕様で記録周期500ms以下を設定した場合、自動的に1～4チャンネルの入力となります。

※1：FDA 21 CFR Part11
米国食品医薬品局（FDA）により施行された電子記録と電子署名に関する規則
紙ベースの記録を電子媒体に置き換えるときの要求事項で、1997年に制定※2：測定周期100ms仕様で対応

1

計測データプロテクト機能付き KR2000シリーズ■改ざん防止機能暗号化したバイナリ形式でファイル化し、改ざんを抑制
改ざんが加えられた場合、メッセージを表示■オーディットトレイル（監査証跡）●オーディットトレイル画面
操作などのオーディットを表示●ファイル情報表示

電子記録したファイルに対して電子署名が可能●バイナリ形式ファイルの内容例※ファイルをワードパットで開いた例■ログイン機能

管理ユーザ5件、一般ユーザ100件まで登録でき、登録したユーザのみアクセスが可能
一般ユーザに対し10種のアクセス権限や署名レベルを設定●ログインユーザ登録設定●ユーザ権限設定、署名設定●ログイン機能■表示機能●リアルタイムトレンド表示画面●バーグラフ表示画面●数値表示画面●リアルタイム／ヒストリカルトレンド同時表示

測定データ、全チャンネルデータを表示
縦トレンド表示、横トレンド表示が可能

縦バーグラフ表示と横バーグラフ表示を用意

測定データ、警報状態表示

PR-113-7

2分割表示、ヒストリカルトレンドはスクロール可能2

■表示仕様■入力仕様

表示
器 ：5.6形TFTカラーLCD
測 定 点 数 ：6点、12点
表 示 種 類 ：測定データ表示（トレンド表示、数値表示、バーグラフ表示）
入 力 種 類 ：フルマルチレンジ
ヒストリカルトレンド表示（リアルタイムトレンドとの同時表示可）
直流電圧…±13.8mV、±27.6mV、±69.0mV
情報表示±200mV、±500mV、±2V±5V *、±10V *、±20V *、±50V（＊分圧抵抗内蔵）*（警報表示、マーカ表示、ファイル情報、オーディットトレイル）
直流電流…受信抵抗を外付けにより対応（別売）
設定画面
熱電対…B、R、S、K、E、J、T、N、
PtRh40-PtRh20、（警報、演算、メモリー、システム、メンテナンス、通信など）
W-WRe26、C（WRe5-WRe26）、
PlatinelⅡ、
NiMo-Ni、 トレンド 表 示 ：表示色 12色より選択
CR-AuFe、U、L
表示点数 最大44点
測温抵抗体…Pt100、JPt100、Pt50、Pt-Co
時間軸方向 縦または横精 度 定 格 ：測定レンジ・精度定格の表参照
線太さ 1／3／5ドットより選択
基準点補償精度 ：K、E、J、T、N、PlatinelⅡ…±0.5℃以下
スケール表示 4スケール
R、S、
W-WRe26、C（WRe5-WRe26）、
NiMo-Ni、CR-AuFe、
タグ・数値表示 あり／なし選択
U、L …±１０. ℃ 以下
マーカ表示
測 定 周 期 ：100ms仕様…約100ｍｓ／全点
データ数値表示 ：表示点数 最大44点
1s仕様…約300ｍｓ／全点※※KR2P61／KR2P21で記録周期を0.5s以下（0.1s～0.5s）に設定すると、表示内容 測定値、チャンネル／タグ、単位、警報状態自動的に入力点数が4点となり、測定周期は100msとなります。
バーグラフ表示 ：表示色 12色より選択
バ ーン ア ウト：熱電対入力および測温抵抗体入力において入力信号の断線
表示点数 最大44点を判定。入力ごとにUP／DOWN／なしの選択可能
表示方向 縦または横ス ケ ーリング ：レンジ／スケール任意設定
スケール表示 1スケール
デジタルフィルタ：FIRフィルタ
情 報 表 示 ：警報表示（警報の発生・解除履歴表示）
許容信号源抵抗 ：熱電対入力（バーンアウトあり／なし）
・
マーカ表示
直流電圧入力（±2V以下）1ｋΩ以下
ファイル情報直流電圧入力（±5V以上）100 Ω以下
オーディットトレイル
測温抵抗体 １線当たり10 Ω以下（3線とも等しいこと）
ＬＣＤバックライ
ト：自動／手動オフ機能
入 力 抵 抗 ：直流電圧、熱電対入力 約１ＭΩ
最大入力印加電圧：熱電対入力(バーンアウトなし）
・輝度 ４段階調整
直流電圧入力（±2V以下）･･･最大±10V DC＊液晶ディスプレイは常時点灯しない画素が存在することがあります。液晶の特性上明るさに直流電圧入力（±5V～±50V）･･･最大±60V DC
ムラを生じることがありますが、故障ではありませんのでご了承ください。
熱電対入力（バーンアウトあり）
・
測温抵抗体入力 ･･･最大±6V DC■通信機能
最大コモンモード電圧：30V AC●ネットワーク
チャンネル間絶縁耐圧：各チャンネル間1000V AC以上
（高耐圧半導体リレー使用）
媒体 ：イーサネット（10BASE-T／100BASE-TX）（測温抵抗体のB端子はチャンネル間を内部で短絡）
FTPクライアント ：ネットワーク上のサーバにデータファイルを転送
コモンモード除去比：120dB
SNTPクライアント ：ネットワーク上のSNTPサーバと時刻を同期
シリーズモード除去比：50dB
E - M a i l：警報発生時、指定時刻でメール通報■記録仕様
指定時刻通報データ、全登録データより任意選択
通知アドレス 最大８箇所
内 部メモリー：容量 512MBW e b サ ー バ ：HTTP1.0準拠…表示情報をブラウザソフト（Microsoft Edge）
外 部メモリー：USBメモリーを用いて内部メモリーをコピー可能（最大8GB）
で表示
推奨 ハギワラソリューションズ株式会社製※全てのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。

200、
500ｍｓ
記 録 周 期 ：100、
1、
2、3、5、10、15、20、
30s
1、2、3、
5、
10、
15、
20、
30、
60min
タグ、
測定データ、記 録 デ ー タ：測定データ…記録開始年月日時刻、警報種類、
マーカテキスト 他
設定パラメータ…全設定パラメータ
演算結果データ保 存 形 式 ：バイナリ形式
保 存 方 法 ：手動開始・停止
スケジュール（曜日時刻、日付時刻指定）
トリガ信号（警報イベント、接点入力）
トリガ点前後データ記録※プリトリガの選択が可能 。
プリトリガ測定回数 最大950データ
記 録グループ ：記録周期500ms以下の場合は12点／グループを3グループまで登録可能
記録周期1s以上の場合は44点／グループを5グループまで登録可能（トータルで100点までの登録）■接続構成例
サーバ

イーサネット
外部メモリー（USBメモリー）■演算仕様

RS-485（下位通信）

演 算 点 数 ：最大44点
演 算 周 期 ：100ｍｓ／全点
演 算 種 類 ：算術演算 加算、減算、乗算、除算、剰余、べき乗
比較演算 等値、非等値、大、小、等値・大、等値・小論理演算 論理積、論理和、排他論理和、
否定
一般関数 小数点以下切上げ、小数点以下切捨て、
絶対値
平方根、
eべき乗、自然対数、常用対数
デジタル積算
積算演算 アナログ積算、チャンネルデータ演算
測定データへの演算、演算結果データへの演算
移動平均、過去データ、1次遅れフィルタ
その他
露点、相対湿度、F値、風向、内部メモリー残量、16方位表示、時間あたり増加量（設定した単位時間あたりの増加量）、機器異常判定、ユーザ
ロックアウト判定

PLC

KE＊オプションDB■警報仕様

設定数 ：各点最大4設定
警 報 種 類 ：上限、下限、差上限、差下限（不感帯の設定可能）、異常データ
警報オンディレイ：ディレイ時間設定範囲 0～3600s
警 報 設 定 ：AND／OR 設定可能
警 報 出 力 ：オプション仕様参照

3

PR-113-7

計測データプロテクト機能付き KR2000シリーズ■設定・操作仕様
操作キーの種類 ：HOME、MENU、DISP、MARKER、SCROLL、
CURSOR、START、STOP、上下・左右キー、ENTER、ESC
H O M E ：仕様確認
ＭＥＮＵ設 定 ：入力・演算設定…入力パラメータ、演算パラメータ
表示設定…データチャンネルパラメータ
共通パラメータ（組合せ表示、トレンド縦／横）
警報設定
ファイル設定…保存方法設定
マーカテキスト設定
システム設定…通信、時計、メンテナンス、スクリーン 他
ＤＩＳＰ 操 作 ：運転画面選択…トレンド、データ、バーグラフ、ヒストリカルトレンド、警報表示、マーカリスト、記録データ、オーディット（メモリー）、オーディット（ファイル）、
設定履歴ファイル

■一般仕様

定格電源電圧 ：100－240V AC（フリー電源）50／60Hz
最大消費電力 ：50VA
基準動作条件 ：周囲温湿度範囲 21～25℃、45～65%rh
電源電圧 100VAC±1.0％
電源周波数 50／60Hz±0.5％
姿勢 左右0°、前後0° ウォームアップ時間 ３０分以上
正常動作条件 ：周囲温湿度範囲 0～50℃、20～80%rh
電源電圧 90～264V AC
電源周波数 50／60Hz±2％
姿勢 左右・前傾 0°、後傾0°～20°
輸 送 条 件 ：工場出荷時梱包状態において
周囲温湿度範囲 －20～60℃、5～90%rh（ただし結露しないこと）
振動 10～60Hz 4.9m/s2（0.5G）以下
2衝撃 392m/s（40G）
以下
保 管 条 件 ：周囲温湿度範囲 －20～60℃、5～90%rh（ただし結露しないこと）
停 電 対 策 ：設定内容・データをフラッシュメモリーにて保持
時計データ リチウム電池によりＲＡＭをバックアップ（5年間以上保持）
絶 縁 抵 抗 ：2次端子と接地端子間 500VDC 20MΩ以上
1次端子と接地端子間 500VDC 20MΩ以上
1次端子と2次端子間 500VDC 20MΩ以上
ただし1次端子：電源端子（L、N）、警報出力端子
2次端子：測定入力端子、接点入力端子、通信端子
絶 縁 耐 圧 ：2次端子と接地端子間 500VAC １分間
1次端子と接地端子間 1500VAC １分間
1次端子と２次端子間 2300VAC １分間
ただし1次端子：電源端子（L、N）、警報出力端子
2次端子：測定入力端子、接点入力端子、通信端子
外郭 ：前面…ＡＢＳ樹脂（枠）ケース…普通鋼板
外郭
色 ：前面枠…黒色（マンセルN3.0相当）
ケース…塗装色 グレー（マンセルN7.0相当）
質
量 ：約2.2kg
取 付 方 法 ：パネル埋込取付
端 子 ネ ジ ：電源端子・接地端子・通信端子…Ｍ4.0
測定入力端子・警報出力端子・接点入力端子…Ｍ3.5
時 計 精 度 ：30日当たり±2分（基準動作条件下で電源ON/OFFによる誤差を除く）■対応規格
E M C 指 令 ：EN61326-1適合 Class A（CE、UKCA）※試験中、最大±1mVに相当する指示値が変動することがあります安
全 ：EN61010-1、EN61010-2-030適合（CE、UKCA）
過電圧カテゴリーⅡ、汚染度2、過渡過電圧：2500V
環 境 規 制 ：RoHS（CE、UKCA）
EN IEC63000適合（産業用を含む監視および制御機器）
防 塵 防 滴 ：IEC60529 IP65準拠（前面部）

PR-113-7■オプション仕様
オプション名内 容
警報発生時、入力異常時にメカリレー接点を出力
出力点数：12点（a接点）、6点（c接点）
警報出力
接点容量：
メカリレー…100V AC 0.5A、240V AC 0.2A
30V DC 0.3A
警報発生時、入力異常時にモスリレー接点を出力
警報モスリレー出力 出力点数：8点
接点容量：モスリレー…240V（DC、AC）50mA
上位機器通信用インターフェイス
上位に接続した機器・パソコンによるデータ集録
上位通信およびパラメータ設定、操作に使用
RS-232C／RS-485(MODBUS)を切り替え※イーサネットは標準装備
下位機器通信用インターフェイス
RS-485（MODBUS）
下記2種の機能より1種選択して使用●下位に接続した弊社機器の入力データ、PLCレジスタ内データを記録
記録点数：6点仕様…30点
12点仕様…24点
測定周期：接続機種1台につき1s
接続機種：KE、SE3000、KR2000、KR3000、
KR2S00、
通信
KR3S00、
KR2D00、
KR3D00、
インターフェイス
KR2-H、
KR3-H、LE5000、AL3000、AH3000、AL4000、AH4000
下位通信
LT230、830、350、370、450、470
DB1000、2000、DB600
KP1000／KP2000／DP-G、（データ取得のみ）
JU、JW
調節計取得パラメータ：PV、SV、
MV1-2、実行SV、実行EV1-4、実行PID、実行番号、
イベントステータス●KR2000の入力データを最大5台のPLC※に転送。PLC※のみ接続が可能
書き込み点数：44点
書き込み周期：PLC1台につき1s
ON／OFF信号 ON／OFF状態の入力を記録
パルス入力を10Hzまで入力
流量、運転時間、回数などの入力に使用
入力方式：
フォトカプラアイソレーション（接点、パルス入力内でコモン共通）
パルス入力
アイソレーション電源内蔵（約5V）
入力種類：無電源接点、オープンコレクタ（T T Lまたはトランジスタ）
無電圧接点入力

外部駆動

そ の 他

接点入力8点、コモン4点信号により下記の操作が可能（パラメータにより任意設定）
・データメモリートリガ
導通信号OFF→ONでデータ記録開始
導通信号ONの間データ記録実行・マーカ表示導通信号OFF→ONであらかじめ登録されたマーカを表示
・積算演算リセット
積算演算データをリセット

取手ゴム足付き（CE、UKCAマーク非対応）、箇所表示カード※1 PLC接続機種は下記となります●三菱電機株式会社製 MELSECシリーズ（MC プロトコル1C フレーム対応機種）●オムロン株式会社製 SYSMACシリーズ（上位リンクC モードコマンド通信対応機種）
注）オムロン製PLCと接続する場合、ラインコンバータが必要です。

4

■専用解析ソフト（標準付属）■測定レンジ・精度定格※FS＝測定レンジ
入力種類

測定レンジ

直流電圧

－13.80 ～ 13.80mV－27.60 ～ 27.60mV－69.00 ～ 69.00mV～ 200.0mV－200.0～ 500.0mV－500.02.000V－2.000 ～（分圧抵抗内蔵）

KE
JT
RS

5.000V
10.00V
20.00V
50.00V－200.0－200.0－200～ 300.0℃～ 600.0℃～ 1370℃－200.0－200.0－200－200.0－200.0－200～ 200.0℃～ 350.0℃～ 900℃～ 250.0℃～ 500.0℃～ 1200℃

0000～ 1200℃～ 1760℃～ 1300℃～ 1760℃±0.1%FS±1digit＊0～400℃：±0.2%FS±1digit－200.0－200.0～ 1820℃±0.1%FS±1digit＊0～400℃：規定外＊400～800℃：±0.15%FS±1digit

N－200.0－200.0－200～ 400.0℃～ 750.0℃～ 1300℃±0.15%FS±1digit＊－200～0℃：±0.3%FS±1digit～ 2315℃±0.15%FS±1digit＊0～100℃：±4%FS±1digit＊100～400℃：±0.5%FS±1digit

0C（WRe5-WRe26）

0～ 2315℃±0.2%FS±1digit

PtRh40-PtRh20

0～ 1888℃±0.2%FS±1digit＊0～300℃：±1.5%FS±1digit＊300～800℃：±0.8%FS±1digit

NiMo-Ni－50.0－50.0－50～ 290.0℃～ 600.0℃～ 1310℃±0.2%FS±1digit～ 280.0K±0.2%FS±1digit＊0～20K：±0.5%FS±1digit＊20～50K：±0.3%FS±1digit

CR-AuFe

0.00.00.00～ 350.0℃～ 650.0℃～ 1395℃±0.15%FS±1digit

U－200.0－200.0－200.0～ 250.0℃～ 500.0℃～ 600.0℃±0.15%FS±1digit＊－200～0℃：±0.3%FS±1digit

L－200.0－200.0－200～ 250.0℃～ 500.0℃～ 900℃±0.1%FS±1digit＊－200～0℃：±0.2%FS±1digit

Pt100－140.0－200.0－200.0～ 150.0℃～ 300.0℃～ 850.0℃±0.1%FS±1digit＊－140.0～150.0℃
700～850℃：±0.15%FS±1digit

JPt100－140.0－200.0－200.0～ 150.0℃～ 300.0℃～ 649.0℃±0.1%FS±1digit＊－140.0～150.0℃：±0.15%FS±1digit

Pt50－200.0～ 649.0℃±0.1%FS±1digit

Pt-Co

4.0～ 374.0K±0.15%FS±1digit＊4～50K：±0.3%FS±1digit

PlatinelⅡ

ベース画面

トレンド画面（横流れ）

トレンド画面（サーキュラトレンド）

トレンド画面（縦流れ）±0.1%FS±1digit＊－200～0℃：±0.2%FS±1digit

0W-WRe26●表示例～ 250.0℃～ 400.0℃

対測
温
抵
抗体

±0.1%FS±1digit

B

熱電－5.000 ～－10.00 ～－20.00 ～－50.00 ～計測データプロテクト機能付き KR2000シリーズで集録したデータファイルの再生・表示・編集作業を行うソフトウェアです。
再生表示は縦／横トレンド、サーキュラトレンドなどの他に、グラフの拡大・縮小・部分拡大、メッセージ再生などの解析機能を有しています。
KR2000に記録した各ファイルは、USBメモリーを用いて本体より取り出します。

精度定格

●主な機能

■1画面につき最大128点を管理

1画面につき最大128点をトレンド表示。
最大10画面表示■トレンド表示

トレンド表示（縦流れ）、トレンド表示（横流れ）、サーキュラトレンド画面を選択可能■連続再生画面トレンドを連続的（自動的）にスクロール
スクロールスピードの変更が可能■メッセージ表示

KR2000で入力したメッセージを読み込み表示■演算表示

各チャンネルまたは設定した2点のカーソル間の最大、最小、平均、中央値、標準偏差を表示■警報表示

警報発生ポイントをトレンド画面に表示（表示件数は最大1000点）■各種設定

カーソル、カーソル表示、トレンド線、スケール軸、時間軸、時間軸の拡大・縮小、グラフの拡大・縮小・回転■データ変換機能

Excelへのエキスポート、CSV、TEXT、
PDF ※形式でファイル保存可能※Adobe Acrobatが必要

●動作環境
CPU

1ＧHz 以上

OS

Windows 8.1／10

メモリー

256MB以上（推奨512MB以上）

ディスクドライブ

CD-ROMドライブ：
１ドライブ以上（インストール時必要）
ハードディスクドライブ：空き容量が100MB以上のものが1ドライブ以上

表示言語 日本語、
英語、
イタリア語注）基準動作条件における測定レンジ換算精度。
熱電対入力は、基準点補償精度は含まず
K、E、J、T、R、S、B、N：IEC584、JIS C1602-1995
W-WRe26、PtRh40-PtRh20、PlatinelⅡ、NiMo-Ni、Cr-AuFe：ASTM Vol14.03
C（WRe5-WRe26）：JIS C1602-2015
U（Cu-CuNi）、L（Fe-CuNi）：DIN43710
Pt100：I E C75（1 1995）、J I S C1604-2013、JPt100：JIS C1606-1989、JIS C1604-1981
Pt50：JIS C1604-1981

5

PR-113-7■端子板図
●警報メカリレー出力12点（オプション）付

下位通信：RS-485
上位通信：RS-232C／RS-485端子（切換）
イーサネットコネクタ

通信端子部（オプション）［接点種類］
a接点：常開接点

保護導体端子

N.O

電源端子
N.O端子
警報出力端子部（オプション）
COM端子（メカリレーa接点出力）

c接点：切替接点
N.C

熱電対 直流電圧（＋）／測温抵抗体（A）
端子
測定入力端子COMCOM

熱電対 直流電圧（－）／測温抵抗体
（B）
端子
測温抵抗体
（B）
端子

N.O
チャンネル1～6●警報メカリレー出力6点（オプション）付チャンネル7～12

下位通信：RS-485
上位通信：RS-232C／RS-485端子（切換）
イーサネットコネクタ

通信端子部（オプション）

警報出力端子部（オプション）

保護導体端子電源端子

N.C端子（M3.5）
COM端子（M3.5）N.O端子（M3.5）（メカリレーc接点出力）

熱電対 直流電圧（＋）／測温抵抗体（A）
端子
測定入力端子

熱電対 直流電圧（－）／測温抵抗体
（B）
端子
測温抵抗体
（B）
端子

チャンネル1～6●無電圧接点入力8点＋警報モスリレー出力8点（オプション）付チャンネル7～12

下位通信：RS-485
上位通信：RS-232C／RS-485端子（切換）
イーサネットコネクタ

通信端子部（オプション）

保護導体端子

電源端子
接点入力 COM

接点入力端子N.O端子

警報出力端子部（オプション）

COM端子（モスリレーa接点出力）

熱電対 直流電圧（＋）／測温抵抗体（A）
端子
測定入力端子

熱電対 直流電圧（－）／測温抵抗体
（B）
端子
測温抵抗体
（B）
端子

チャンネル1～6

チャンネル7～12

■外形寸法
25.5

202.6

31199.5200

138 ＋1016120063□ 137

1814463■パネルカットおよび取付最小寸法

144

138 ＋10
単位：mm

単位：mm※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。

〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8© CHINO Corporation

03-3956-2111

URL : http://www.chino.co.jp/

6PR-113-7
発行 2024.9

初版 2006.4