Product Information

PIＸ線管
Ｄ－０７１１
Ｄ－０７１１Ｓ
Ｄ－０７１１ＳＢ
診 断 用
Ｘ線管 D-0711，D-0711S，D-0711SB は、0.7 の焦点をもった小形固定陽極Ｘ線管で、70kV まで使用できます。
このＸ線管は、小形で小さな焦点をもっているため歯科診断用Ｘ線管装置に適します。
D-0711S は、管容器に取り付けを容易にするため、D-0711 に絶縁円筒をかぶせたものです。
また、D-0711SB は、D-0711S に鉛円筒をかぶせたものです。

一般定格
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 ........................................................ 定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................. 中性点接地方式
公称最高管電圧 ........................................................................ 70 kV
公称焦点値 .............................................................................. 0.7
入力（1.0s） .......................................................................... 940 W
公称撮影陽極入力 ....................................................................... 980 W
撮影周期 ............................................................................ 1:60 以上（曝射時間:休止時間）
機械的定格：
外形寸法：
全

長 .......................................................................... 外形図参照

最大部直径 ...................................................................... 外形図参照
ターゲット：
角度 ............................................................................. 16 °材

質 ...................................................................... タングステン

固有ろ過 ................................................ アルミニウム当量最小 1.0 mm / 70 kV★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

D-0711 / D-0711S / D-0711SB

Ｘ線照射範囲 ........................................................ SID 200 mm にてφ107 mm
質量：D-0711 ........................................................................... 約 100 g
D-0711S .......................................................................... 約 140 g
D-0711SB ......................................................................... 約 260 g
冷却方式 ........................................................ 油浸（冷却温度 60 ℃以下）
使用位置 .................................................. 任意（通常陽極は上方または水平）
保持方法：
D-0711 ................................ 陽極頭ネジ又は陽極側及び陰極側のガラスバルブで固定
D-0711S ................................................................. 絶縁円筒にて固定
D-0711SB ........................................................ 絶縁円筒又は鉛円筒にて固定

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
最高使用管電圧 ........................................................................ 70 kV
陽極（または陰極）アース間 ............................................................. 35 kV
最低使用管電圧 ....................................................................... 50 kV
最大使用管電流 ...................................................................... 19.9 mA
最大フィラメント電流 ................................................................. 3.0 A
フィラメント電圧（3.0A） ....................................................... 3.0 ～ 3.7 V
使用フィラメント加熱電源回路 ............................. DC または AC (正弦波) 20 kHz 以下
熱特性：
陽極熱容量 .......................................................................... 7 kJ
最大陽極冷却率 ..................................................................... 210 W
最大負荷時間 ........................................................................... 5 s

許容環境条件
使用環境条件：
使用環境 ........................................................................ 絶縁油中使用時絶縁油温度 ............................................................. 10 ～ 60 ℃
圧力 ..................................................................... 70 ～ 140 kPa

輸送及び保管条件：
周囲温度 .................................................................... -40 ～ 70 ℃
相対湿度 ..................................................................... 10 ～ 90 ％（結露ないこと）
気圧 ...................................................................... 50 ～106 kPa- 2 -D-0711 / D-0711S / D-0711SB

最大単発負荷定格
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：０．７30

管 電 流 [mA]

2550kV

2060kV
1570kV

10500.1

0.2

0.3

0.5

0.7

1235

負 荷 時 間 [s]管電流特性・フィラメント特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置（代表値）
253.550kV

203152.5Ef

10251.50122.22.42.6フィラメント電流 [A]

- 3 -

2.83

フィラメント電圧 [V]

管 電 流 [mA]70kV

D-0711 / D-0711S / D-0711SB

陽 極 加 熱 ･冷 却 曲 線
7

陽極に残留（または蓄積）する熱量 [kJ]

210W

170W

6130W
5432冷却1
加熱00123

冷却（または負荷）時間 [min]- 4 -4

D-0711 / D-0711S / D-0711SB

Ｄ－０７１１外形図
単位：ｍｍ（５）

φ１２３７±２

Ｍ４ 深１２６６±５１６°

主放射線方向φ３１ｍａｘ．

８ｍａｘ．

１００ｍｉｎ．

焦点Ｆ

主放射線方向
φ１３Ｋ

Ｆ- 5 -Ｆ： フィラメント
Ｋ： 陰 極（黄）（黒）D-0711 / D-0711S / D-0711SB

Ｄ－０７１１Ｓ外形図
単位：ｍｍ

φ３８±０．５
φ１２Ｍ４ 深１２主放射線方向

φ１４７０１６°

７２３５３７±２絶縁円筒４ｍａｘ．

９５ｍｉｎ．

焦点Ｆ主放射線方向
φ１３Ｋ

Ｆ- 6 -

Ｆ： フィラメント
Ｋ： 陰 極（黄）（黒）D-0711 / D-0711S / D-0711SB

Ｄ－０７１１ＳＢ

外形図
単位：ｍｍ

φ４２φ３８φ１２Ｍ４ 深１２３７±２２９７０１６°

φ１４φ１５主放射線方向

２９７２３５絶縁円筒

焦点４ｍａｘ．

９５ｍｉｎ．

鉛円筒

Ｆ

主放射線方向
φ１３Ｋ

Ｆ- 7 -

Ｆ： フィラメント
Ｋ： 陰 極（黄）（黒）営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/eng/company/quality.htm を参照ください。

PJ-D-0711/S/SB 2018-11