保护重要物品免受潮湿灾害！湿度控制必需品
目录号

2304

商业用

R

高湿度（50~75%RH）~中等湿度（25~50％RH）~低湿度（10~20%RH）~超低湿度（1%RH以下）防潮储存

高品质

高性能

坚固型
庫

湿度管理是
高质量控制和
降低成本！

内

湿

度

各种类型
R

庫 外
湿 度

HUMIDITY INDICATOR
R☎ 03-3833-0614

http://www.dry-cabi.co.jp

日本制造
模型

设置湿度

节能标准型

低湿度型

旧书，艺术品，剑，埋藏文物，书法，古董，印刷品，标签，纸制品等
各种研究用品，医疗/化学工业产品，机器零件，农业/园艺，食品等

％RH

1

％或更低

加湿・除湿类型

半导体，IC封装，印刷电路板，液晶玻璃基板，MSD
SMD基板，晶体单元，晶圆，锂离子电池汽车相关基板，卷带式送料器，电极材料粘合剂，光纤CCD，电子零件，高分子材料，超细粉末，各种装置陶瓷，吸湿树脂，重量，精密模具等♦用于电子零件和精密零件的抗静电和物理和化学实验♦纸制品，古代文件，漆器，古董，挖掘物品，♦弦乐器，如吉他和小提琴，木管乐器，优雅乐器，雪茄等

％RH

冷却/加热

半导体，电子零件，精密材料，3D打印机金属粉末

无需供水即可加湿（空气中的水分加湿）

50〜75

恒湿槽

手套箱

纸制品，工艺品，文化资产

10〜20

超低湿度型
速除湿
静电気防止止 高

NEW 丙烯酸防潮库镜头，相机，数码相机，显微镜，望远镜，摄像机光学测量仪器，显微照片，胶片，VHS，CD，FD，乐器，麦克风

％RH

节能型

目录页面

光学产品/照片/媒体用品

25〜50

中湿度型
强大的类型

主要用途

5℃~10℃／20℃～35℃

超低湿度，防静电，冷却，加热，电磁波预防，工艺品，
文化资产储存 等●25～50％RH型 ●10～20%RH型 ●3％RH或更低 ●50～75％RH型

所需尺寸/规格

小型DRY-CABI

EC / NT/ PH系列定制的客户请求示例

東利繁有限公司(40年的经验和业绩记录)

带脱水装置

低价手套箱

■用于科学实验 等

防止相机，镜头，光学产品，电子零件和精密零件中的霉菌，铁锈和水分损坏

有用的选择

１８p

电子防潮盒子

信任品牌

２〜３p

４〜５p
６〜７p
８〜９p
１０〜１２p１３p
１４〜１５p１６p
１７p
１８〜２０p大型系列用于商业用途

中等湿度 (25~50%RH)

标准型实现高性能除湿装置
实现性能提高12%～50%！
（与我们公司相比）

用于长期存放相机，数码相机，镜头，胶卷，磁带，软盘，CD，VHS，DVD，媒体卡，显微镜，望远镜，双筒望远镜，旧文件，麦克风等。

模拟双湿度计

第一次
世界上

柜内湿度

（温度计付）

柜内外湿度一目了然
非常方便的双LED湿度显示计᰷ᒆᖴକ୕ପ୏୞ୋ

用温度计方便地知道机柜周围的温度

R☎ 03-3833-0614

柜内湿度

柜外湿度

湿度准确度：±3～4.5%RH

湿湿度传感器：电容式
工作环境：0～80°C

同时显示机柜内部（左侧）和外部机柜（右侧）内的湿度 （电池未使用）※外部湿度传感器位于机身背面的左上角。

外部尺寸深度照片 TDC-302-DD

TDC-162-DD

照片TDC-512-DD

TDC-302-DD●可以堆叠两个单元。 （使用连接支架/可选）●脚轮可以安装（可选）NEW

外部尺寸深度

外部尺寸深度TDC-512-DD（柜内深度390mm）（柜内深度650mm）

DRY-CABI（工作原理图）

机柜内的湿度由特殊的干燥剂吸收机柜中的湿度测量示例（室外空气：温度20℃，湿度60％RH）

Sensirion传感器采用ഓᒆᖴକ୕ପ୏୞ୋ

http://www.dry-cabi.co.jp

柜外湿度（柜内深度390mm）

302

R

HUMIDITY CONTROLLER

温度计

上针指示机柜内的湿度，
下针指示机柜外的湿度

照片 TDC-162-DD

ＤＤ型

ＡＸ型

了解机柜内外的湿度一目了然

湿度测量：控制器[ON]位置常规产品
TDC-302-DD（半永久性无需更换），并通过IC定时器，正星形和形状记忆合金的作用自动将湿气排出。

使用湿度控制器降低湿度。

新型节能省空间除湿机

高性能干燥装置（干燥剂方法）是决定性的
吸湿/排气周期为4小时（3小时30分钟吸湿，30分钟排湿），节能，高效，紧凑，规格紧凑的除湿机安装在机柜内壁上。

由於產品改進，某些規格可能會更改，恕不另行通知

除湿/湿度调节

外部尺寸(m/m)
内部尺寸(m/m)
有効内容量
橱柜材料
门/湿度计

电源/功耗

TDC-162-DD

TDC-302-DD

干燥单元·自动拨盘调节（注）干燥箱不具备机箱内的加湿（增加湿度），冷却/加热（增加/减少温度）等功能。
●湿度计精度：±5~7％RH，20~80％RH■最大功耗仅在启动时显示。

3个架子，2把钥匙■还有方便的选择（参见第18-20页）2

TDC-512-DD*2019年5月现在

钢，三聚氰胺烤漆，银色金属
钢，玻璃，磁铁橡胶（※PVC），AX：模拟双湿度计，DD：数字双湿度计，锁，带手柄

重量(kg)
附件

W（宽度）x D（深度）x H（高度）※PVC：聚氯乙烯工厂，研究所，博物馆，博物馆，图书馆，公共设施，学校，政府机关，医院，摄影工作室
价格低廉

高品质

高性能

坚固的类型

● 节能设计使运行成本降至最低、没有消耗品。
● 采用先进的高性能小型干燥装置，实现了低湿度，

业绩NO.1※抗震措施：顶板顶部安装有两个用于安装防坠落支架（可选）
的螺栓和螺母。

高可靠性和长期稳定性。

※● 使用湿度控制器保持适当的湿度（精度：3~5％RH）。
● 在室温下可以长期连续运行，静音和振动。

左右双门型没有中央支撑。
易于放入和取出比较长的物品。

照片 TDC-932-DD

TDC-932-DD 外部尺寸深度（柜内深度650mm）

照片 TDC-1332-DD

TDC-1332-DD规格（柜内深度650mm）

除湿/湿度调节

外部尺寸(m/m)
内部尺寸(m/m)
有効内容量
橱柜材料
门/湿度计

电源/功耗
重量(kg)
附件

照片 TDC-1432-DD

TDC-1342-DD

外部尺寸深度（柜内深度650mm）

由於產品改進，某些規格可能會更改，恕不另行通知TDC-932-DD

外部尺寸深度W（宽度）x D（深度）x H（高度）TDC1332-DD(包括脚轮)●安装大型号时保持水平安装︒● 干燥装置中的特殊干燥剂是半永久性的。
● 小型化的除湿装置从而可以更大限度的利用空间。
● 易于使用的全对开门（磁铁橡胶）。
● 搁板承载能力：小型（162~512）50 kg/1个 大型（932~1432）100 kg /1个● 配有聚氨酯脚轮(932,1332,1432)、可以安装调节器（选件）。

干燥装置・拨号式自动调节器

TDC1432-DD(包括脚轮)*2019年5月现在

(包括脚轮)

钢，三聚氰胺烤漆，银色金属
钢，玻璃，磁铁橡胶（※PVC），AX:模拟湿度计，DD:数字湿度计，锁，带手柄
150
3个架子，2把钥匙, 4个脚轮210
5个架子，2把钥匙, 4个脚轮聚氯乙烯

■同时提供选购物品部件。 （参见18-20P）
3大型系列用于商业用途

低湿度 (10~20%RH)

强大型
PDX

流行的 PDX
出现快速除湿性能！
此外，50％~25％是节能的。

●用于存储半导体，电子零件，吸湿树脂，金属原材料，精密零件●当门每天打开和关闭几次时
●需要更强的类型时

快速除湿类型 ·PDX

室外空气条件：湿度50％RH 温度20°C

NEW

新型数字控制器和高精度湿度传感器
庫

内

湿

度

Sensirion传感器采用R

庫 外

HUMIDITY INDICATORR

湿 度机柜湿度（带湿度控制器）☎ 03-3833-0614

http://www.dry-cabi.co.jp

柜外湿度显示通过采用高精度湿度传感器，可以精确地显示10％RH附近的湿度，
这很难用针式湿度计精确显示。
（±3～4.5％RH *） ※可以使用±2％～3％RH的超高精度湿度传感器进行更换70

空气条件：湿度 50％RH
温度 20℃

相対湿度／％Rh

60

红线：PDX类型40

一种新型除湿装置，具有更高的干燥能力，实现了同类产品中最快的除湿性能。

30● 不需要超低湿度（3-5％RH或更低）时
如果你想要快速除湿性能当门经常打开和关闭时，PDX是理想的选择

20
10
0

時間
-1 / h 1

3

5

7

9

11

13

※最低湿度因环境而异。

15

17

19

21

外部尺寸深度

外部尺寸深度TDC-162-ＰＤＸ

除湿/湿度调节
有効内容量
橱柜材料
门/湿度计

电源/功耗
重量(kg)
附件

TDC-512-ＰＤＸ（柜内深度390mm）

由於產品改進，某些規格可能會更改，恕不另行通知

外部尺寸(m/m)
内部尺寸(m/m)

外部尺寸深度TDC-302-ＰＤＸ（柜内深度390mm）

规格※外部湿度传感器位于机身背面的左上角。

快速除湿性能大大提高

蓝线：AX型（中等湿度）50

湿度可以0.1％RH为单位设定
湿度显示范围0.0-99.9％RH
湿度设定范围1.0-99.9％RH

TDC-162-ＰＤＸ（柜内深度650mm）

W（宽度）x D（深度）x H（高度）TDC-302-ＰＤＸ

干燥单元·自动拨盘调节钢，三聚氰胺烤漆，银色金属
钢，玻璃，磁铁橡胶（※PVC），带控制器的数字双湿度计，锁，带手柄
7W （MAX218W）

14W （MAX218W）

21W （MAX436W）

3个架子，2把钥匙（注）干燥箱不具备机箱内的加湿（增加湿度），冷却/加热（增加/减少温度）等功能。
●湿度计精度：±5~7％RH，20~80％RH■最大功耗仅在启动时显示。

■还有方便的选择（参见第18-20页）4*2019年5月现在

TDC-512-ＰＤＸ※PVC：聚氯乙烯

新的除湿装置工厂，研究所，公共设施，学校，政府机关，医院■在室温下可以长期连续运行，静音无振动。
■可以减小单元的尺寸，从而可以广泛使用机柜。
■易于使用的全对开门（磁铁橡胶）。
■左右双门型没有中央支撑。易于放入和放出横向长的物品。
■货架板承载能力 50kg/张（132～532型）、100kg/张（932～1432型）。
■配有聚氨酯脚轮(932,1332,1432)、可以安装调节器（选件）。

■采用新型数字控制器（数字湿度控制器）
现在可以从机柜外轻松设置湿度。
■采用先进的高性能小型干燥装置，实现了低湿度，
高可靠性和长期稳定性。
■干燥装置中的特殊干燥剂是半永久性的。
■节能设计，运行成本最低，无耗材。

70

蓝线：30％RH设置

60※

红线：15％RH设定

50
相対湿度／％Rh

的螺栓和螺母。

●安装大型号时保持水平安装︒

也可以在恒定湿度下操作※抗震措施：顶板顶部安装有两个用于安装防坠落支架（可选）

40
30
20
10
0

-1

1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 時間／ h通过设定湿度可以实现恒定湿度操作（±5％RH）。
通过抑制湿度降低到必要以上，可以抑制浪费的电力消耗。
外部尺寸深度TDC-932-ＰＤＸ（柜内深度650mm）

没有中央支持︒ ︵双门型的所有型号︶
易于放入和取出比较长的物品︒
外部尺寸深度

外部尺寸深度TDC-1332-ＰＤＸ

TDC-1432-ＰＤＸ（柜内深度650mm）

规格由於產品改進，某些規格可能會更改，恕不另行通知

除湿/湿度调节

TDC-932-ＰＤＸ

外部尺寸(m/m)
内部尺寸(m/m)
有効内容量

重量(kg)
附件

TDC-1332-ＰＤＸ

W（宽度）x D（深度）x H（高度）TDC-1432-ＰＤＸ

干燥装置・数字控制器*2019年5月现在

钢，三聚氰胺烤漆，银色金属
钢，玻璃，磁铁橡胶（※PVC），数字湿度计，锁，带手柄

橱柜材料
门/湿度计

电源/功耗

（柜内深度650mm）

35W （MAX654W）
150

3个架子，2把钥匙, 4个脚轮

56W （MAX872W）
210

5个架子，2把钥匙, 4个脚轮■还提供方便的可选部件。 （参见18-20P）5

湿度为5％RH或更低的最佳储存实例●防锈●与汽车相关的精密零件的存放●锂离子电池相关部件的存放（1％RH或更低）超高速除湿式・HYP
高速除湿式・DUS (1332/1432)

超人气大好评HYP提供更高的性能
高性价比DUS也出现了！

采用新型数字控制器和高精度湿度传感器

由于采用高精度湿度传感器而难以精确显示的
5％RH或更低的湿度被准确地显示出来。

新型低湿度数字控制器

高精度湿度传感器

相対湿度 ／％Rh

70
60
50
40
30
20
10
0

TDC-302-HYP（柜内深度390mm）

机柜中的湿度测量示例

温度 25°C

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

相対湿度 ／％Rh

時間 ／ｈ

70
60
50
40
30
20
10
0

TDC-1332

机柜中的湿度测量示例

室外空气条件：湿度 60％RH

红线：超高速除湿型·HYP

温度 25°C

03

蓝线：高速除湿型·DUS

6

9

12

15

18

21

24

27

時間 ／ｈ

规格

由於產品改進，某些規格可能會更改，恕不另行通知

除湿装置

外部尺寸(m/m)
内部尺寸(m/m)
有効内容量
橱柜材料

重量(kg)

6附件

30

改进的大型除湿装置大大提高了除湿速度（HYP比传统QA快4倍，DUS是传统QA的两倍）
即使门经常打开和关闭，HYP也会立即恢复到超低湿度
当除湿器进行干燥剂再生时，不能进行除湿。
如果有两个除湿机，其中一个除湿机将在干燥剂再生过程中始终除湿。
根据型号，除湿速度有所不同。 如果环境湿度太高或由于空调引起的温度波动大，则除湿能力可能变化。
请联系我们了解详情。
W（宽度）x D（深度）x H（高度）TDC-162-HYP

TDC-302-HYP

TDC-512-HYP

440×499×988

880×499×988

880×756×988

438×390×855

878×390×855
291L

878×650×855

145L

门

电源/功耗

（柜内深度650mm）

卓越的高速除湿性能

室外空气条件：湿度 60％RH

0

TDC-512-HYP

TDC-302-HYP

TDC-162-HYP（柜内深度390mm）

湿度以0.1％RH为单位显示
湿度显示范围0.0至99.9％RH（±2至3％RH）

大型除湿机

1个

钢，三聚氰胺烤漆，银色金属，防静电漆

485L

钢，玻璃，磁铁橡胶（※PVC），锁，带手柄

AC100V（50/60Hz）／ AC200 〜 240V

平均 22W（MAX180W）26

平均 22W（MAX180W）
52

3个架子，2把钥匙

平均 34W（MAX350W）
68

●液晶玻璃基板，晶体单元，光纤，CCD等的低湿度存储●通过N2气体替换以及与N2气体组合使用，可明显降低成本●安装过程中产量提高 不需要烘烤（某些类型可以烘烤）* IC封装和多层印刷电路板的详细信息有关详细信息，请参阅第8-9页。

■高可靠性和稳定的超低湿度保持率■易于使用的全宽门（磁铁包装型）■节能设计，运行成本最低，无耗材■带防静电脚轮（932HYP，1332HYP，1432HYP）■干燥装置中的特殊干燥剂是半永久性的■左右双门型无中央支撑，便于水平放入和取出。

■可在室温下长时间连续运行，静音无振动

可以安装调节器

■货架承重50kg /张（157-532型），100kg /张（932-1432型）■机柜内有电源插座■带地线

■装置内部的突出部分很小，可以充分利用。
TDC-1332※抗震措施：顶板顶部安装有两个用于安装防坠落支架（可选）
的螺栓和螺母。

机柜中的湿度测量示例

室外空气条件：湿度 60％RH

机柜内的水分被特殊的干燥剂吸收，加热后作为蒸汽排出。
重复这一过程以快速除湿腔室内部。

红线：超高速除湿式・HYP
蓝线：高速除湿式・DUS

25①A･B･C･D、4扇门打开2分钟
②C･D、2扇门打开30秒

20
相対湿度 ／％Rh

高性能超低湿度大型除湿机※

温度 25°C

30

８-９P

15

10

5

0

0

1

2

3

TDC-932-ＨＹＰ

4（柜内深度650mm）

時間 ／ｈ1332 / 1432 DUS
一种除湿机。
高速除湿型，
具有优异的性价比。
可选产品■高性能数字湿度/温度计
MD8102-DC(送信器)
高性能湿度计，接收器MD-8000R-DC

内置记录功能TDC-1332-ＨＹＰ
TDC-1332-DUS
规格（柜内深度650mm）（柜内深度650mm）

由於產品改進，某些規格可能會更改，恕不另行通知

除湿装置

外部尺寸(m/m)
内部尺寸(m/m)
有効内容量
橱柜材料

TDC-932-HYP
大型除湿器

重量(kg)
附件

W（宽度）x D（深度）x H（高度）TDC-1332/1432-HYP

1个

大型除湿器

1200×756×12902个

TDC-1332/1432-DUS

1200×756×1830

大型除湿器

1个

1198×650×1620

1198×650×1075
837L

1261L

钢，三聚氰胺烤漆，灰色，防静电漆钢，玻璃，磁铁橡胶（※PVC），锁，带手柄

门

电源/功耗

无线传输测量数据TDC-1432-ＨＹＰ
TDC-1432-DUS

AC100V（50/60Hz）／ AC200 〜 240V
平均 34W（MAX350W）

平均 68W（MAX350W）

140

220

3个架子，2把钥匙, 4个脚轮

平均 34W（MAX350W）

5个架子，2把钥匙, 4个脚轮

210

7

防止 IC 封装等的裂缝

通过将其封装在 “DRY-CABI” 超低湿度系列中可以防止 IC 封装破裂。

防止 IC 封装中的微裂纹预防 MSD 微裂纹

符合新的 IPC / JEDEC J-STD-033C

如果在打开后的地板寿命（放置在大气中的允许时间）内没有安装带有防潮包装的 IC 封装或 LED，
则空气中的水分将被吸收并且将超过吸湿限制。当已经吸附的 IC 封装或 LED 表面安装时，由于回流期间的热量，
水分立即膨胀，并且裂缝以接近 100％的速率发生。
为防止这种情况，请立即将 IC 封装和 LED 从封装中取出放入干燥的超低湿度箱中。
在 SMD IC 封装安装中，加热过程中吸附在 IC 封装上的水分变成水分并变成水蒸气，导致 IC 封装中出现裂缝。
特别是在诸如 PQFP 和 TSOP 的 IC 封装中，当水分含量为约 0.15 重量％时，几乎 100％发生裂缝。
如果 IC 产品处于高湿度条件下，镀银会腐蚀并导致端子之间短路。

微裂纹发生的例子在正常储存条件下，
水分被吸附在 IC 封装内。

当在含有水分的同时施加热量时，水蒸气膨胀。

蒸汽爆炸引起的微裂纹水分蒸发

湿気（水分）水分蒸发

湿気（水分）

正常存储

回流过程

FPC、F / R 的吸湿性及缺陷对策

柔性板（FPC）和柔性刚性线路板（F / R）易于吸收水分，并且比主要由环氧树脂组成的线路板（PWB）吸湿约 10 倍。
如果在吸湿状态下进行焊接，则绝缘材料可能浮起或剥落，并且电路体可能浮起或剥落。
为防止这些，我们建议将干燥模具存放在超低湿度的腔室中。

绝缘材料漂浮绝缘材料剥落电路导体漂浮电路导体剥落多层印刷电路板的低湿度存储

随着厚度减小，多层印刷电路板的吸湿性增加。
当水含量超过 0.2 重量％时，由于安装过程中的焊接热，会发生诸如分层，测量和分层的异常。
由于上述原因，规定将其储存在湿度为 10％RH 或更低的环境中。（IPC-1601）

多层印刷电路板的防潮和除湿

IC 封装吸湿 / 除湿数据
裂缝产生区

②

0.10

警告区域
安全区

0.05
0

25
0

25

50

75

100

24H

0.4

層間剥離領域

①

0.3

②

0.2

安全領域

0.1

経過時間（h）①在环境温度 + 30℃，85％RH 下放置 25 小时②储存在湿度为 5％RH 或更低的 “DRY-CABI” 中

8

脱湿

0.5

0.43％

0.15

加湿

24H

①

PBGA キャリア基板

ベーキング

脱湿

0.15％

0.20

加湿

吸湿率︵重量％︶

吸湿率︵重量％︶

0.25

0

25
0

③
25

50

75

100

経過時間（h）①在周围环境 + 30℃，85％RH 下放置 25 小时
②存放在湿度为 5％RH 或更低的 “DRY-CABI” 中③烘烤后，在 “DRY-CABI” 中保存，湿度为 5％RH 或更低。

卷轴架型「DRY-CABI」

馈线存储我们还根据您所需的尺寸制造“卷架存储”生产实例■ φ600 卷盘架■ φ700 卷盘架

25（20kg/本）存放
容量：约700ℓ
载重量600kg
湿度5％RH或更低防静电型

76（25kg/本）存放
容量：约2,800ℓ
载重量2,100kg
湿度5％RH或更低
防静电型

防止生锈

大气中铁的生锈与相对湿度的关系
120

生锈量

100
80
60

(／

mg 40
)

m２ 20
20

40

60

为每个公司的进料器制造。

80

相対湿度 (%RH)

100■ φ800 卷盘架

28（60kg/本）存放
容量：约2,000ℓ
载重量1,800kg
湿度5％RH或更低防静电型

模具，小心金属制品的维护和储存！

生锈的发生极大地影响了模具间隙和产品精度。

锈从大约40％RH逐渐发生并且在65％RH下迅速增加。
在温度为20℃或更高且湿度为65％RH或更高的所谓的
炎热和潮湿天气条件下，很可能发生腐蚀（生锈）。

我们将对应客户的各种条件要求

２
２
N流量计，
报警功能等。
５ 可安装N2垫片，
１ 它可以按您选择的特殊尺寸生产。
２ 通过使上下级分开（单独的房间）可以改变湿度设定条件。 ６ 可以安装卷轴架，滑动架和腕带。

３ 耐荷重型、可承受1000kg的总重量，每个货架100-200kg。 ７ 还可以安装抗震规格，调节螺栓，带调节脚的脚轮，连接支架和防坠落支架。
（用于存放模具和特殊原材料）
４ 也可以使用导电涂料和电磁屏蔽涂料。
８ 还提供不锈钢搁板和不锈钢主体。

9

只有ＴＯＬＩＨＡＮ
可以除湿和加湿最好的
恒湿柜

湿度控制在50~75％RH（±3~5％RH）

潮湿干燥是高品质维护的敌人！！

不论在潮湿的环境中 还是在干燥的环境中霉菌的产生，蜱的产生，生锈，由于水分附着导致的劣化损坏，污染会导致颜色变化和质量差。

一年四季

由于产生静电，由于收缩，粘附造成的损坏，损坏零件和产品防止裂缝，裂缝，颜色变化，风味恶化和弦损坏。

在舒适的湿度（50~75％RH） 带数字控制器●新型数字控制器
下安全储存

人!!
敌
的
是伟大
渴
口
潮湿和

R

ഓᒆᖴକ୕ପ୏୞ୋ

R

HUMIDITY CONTROLLER☎ 03-3833-0614

http://www.dry-cabi.co.jp

湿度设定范囲：50～75％RH
湿度表示范囲：1～99％RH(±3％RH)

湿度设定：1％RH电容式湿度传感器*当设定的湿度显着偏离时，湿度会闪烁。

外部尺寸深度

外部尺寸深度

外部尺寸深度ＷＥＴ-162-ＡＨＵ

ＷＥＴ-302-ＡＨＵ（柜内深度390mm）

ＷＥＴ-512-ＡＨＵ（柜内深度390mm）使用︵最佳湿度︶●用于电子零件和精密设备的恒湿存储，以及抗静电使用●用于弦乐器（吉他，小提琴，三弦琴等）●雪茄等●新型加湿/除湿装置实现恒湿箱，不需要供水！

᰷ᒆᖴକ୕ପ୏୞ୋ

（柜内深度650mm）

机柜湿度测量示例50～70％RH设置（±3～5％RH）

50〜60％RH

WET-1332-AHU

50〜60％RH

70％RH

室外空气条件：湿度 35％RH

70％RH

温度 20℃●纸制品，古代文献，教科书，工艺品，埋藏文化财产和挖掘物品，漆器●适用于木管乐器和优雅乐器●用于各种实验

50〜60％RH

50〜60％RH

50％RH

50〜75％RH※交货记录：请参阅主页

60％RH

http://www.dry-cabi.co.jp/company.html#title01

主要客户

西铁城精细器件有限公司
JT施乐公司
兄弟工业株式会社
丰田汽车公司国家先进工业科学技术研究所
东近江市埋藏文化中心
NHK广播技术实验室
学习院大学
高知县警察总部
日比谷书籍文化博物馆
等々

10

规格

由於產品改進，某些規格可能會更改，恕不另行通知

除湿/湿度调节

ＷＥＴ-162-ＡＨＵ

外部尺寸(m/m)
内部尺寸(m/m)
有効内容量
橱柜材料
门/湿度计

电源/功耗
重量(kg)
附件(注)没有冷却和加热（升高和降低温度）等功能。

W（宽度）x D（深度）x H（高度）ＷＥＴ-302-ＡＨＵ

干燥单元·自动拨盘调节*2019年5月现在

ＷＥＴ-512-ＡＨＵ

钢，三聚氰胺烤漆，银色金属
钢，玻璃，磁铁橡胶（※PVC），数字湿度计，锁，带手柄
3个架子，2把钥匙聚氯乙烯※在环境湿度为30％或更低的环境中使用时，请咨询我们新的加湿系统无需供水

世界上
第一次

我们通过空气中的水分实现加湿采用我们独创的湿度控制装置，实现了一种新的加湿系统，
用于高性能除湿机的进气和排气。

具有干燥剂的
吸湿加湿系统

加湿系统无需供水● 使用单个或多个新的和小的干燥单元，以实现高可靠性和长期稳定的湿度保持。
● 使用新的数字控制器（湿度控制器）保持适当的湿度（50-75％RH）（精度±3-5％RH）。易于读取的数字湿度显示。
● 在室温下可以长期连续运行，静音无振动。
● 使用数字湿度计，实时了解柜内外湿度。
● 左右双门型没有中央立柱，因此可以轻松取出大件物品。
● 干燥装置中的特殊干燥剂是半永久性的，不需要更换。

无需加水防止因干燥造成的材料损坏和变质

没有细菌滋生可以进行湿度控制

免维护

防静电

※

● 您可以充分利用内饰。 一个小型高性能干燥装置安装在柜子的上下两方。
● 易于使用的宽大门（磁铁橡胶（※PVC））● 搁板承载能力：小型（157~507）50 kg/1个 大型（907~1407）100 kg /1个●带氨基甲酸酯脚轮。 （防尘产生） 可以安装调节脚。
（可选）※抗震措施：顶板顶部安装有两个用于安装防坠落支架（可选）
的螺栓和螺母。

外部尺寸深度ＷＥＴ-932-ＡＨＵ（柜内深度650mm）

外部尺寸深度ＷＥＴ-1332-ＡＨＵ

ＷＥＴ-1432-ＡＨＵ（柜内深度650mm）

规格（柜内深度650mm）

由於產品改進，某些規格可能會更改，恕不另行通知

除湿/湿度调节

ＷＥＴ-932-ＡＨＵ

外部尺寸(m/m)
内部尺寸(m/m)
有効内容量
橱柜材料
门/湿度计

电源/功耗

外部尺寸深度ＷＥＴ-1332-ＡＨＵ

W（宽度）x D（深度）x H（高度）干燥单元·自动拨盘调节*2019年5月现在

ＷＥＴ-1432-ＡＨＵ

钢，三聚氰胺烤漆，银色金属
钢，玻璃，磁铁橡胶（※PVC），数字湿度计，锁，带手柄

重量(kg)

210
5个架子，2把钥匙,4个脚轮

150
3个架子，2把钥匙,4个脚轮■不锈钢主体和不锈钢搁板也可供选择。
附件聚氯乙烯※在环境湿度为30％或更低的环境中使用时，请咨询我们R

11

中小型“WET-CABI”
R

供水不是必需的。 加湿空气中的水分。
机柜内的湿度全年保持在50％至75％RH（即使在春，夏，秋，冬）■湿度50~75％RH（精度±3~5％RH） 温度是室温● 一个简单的湿度箱，只是利用空气中的水分加湿。无需加水。
● 全年，仓库内部将保持50％至75％RH。

湿度设定范围：50-75％RH

不论在潮湿的环境中 还是在干燥的环境中

精度：±3-5％RH的高性能

一年四季● 采用LED灯照明，可以明亮柔和地照亮室内。以最佳视觉角度，带外接开关，长度600-1000mm● 节能型。

在舒适的湿度（50~75％RH）
下安全储存● 机柜内外带有AC100V电源插座 最大负荷800W。
■ 无声无振动■ 可靠，超长寿命，高可靠性，36年的经验和业绩记录。
■ 也可提供抗震的选购部件。 （见选项页面）

50〜60％RH 设置

用 50〜60％RH 设置带数艺术品，古代文献，书法，工艺品，经文，埋藏文化财产，挖掘物品，漆器制品，纸制品

弦乐器，吉他，小提琴，尤克里里琴，三弦琴，木头和管乐器

50％RH

设置

作为防静电措施，电子零件，精密零件，各种产品，零件

70％RH

设置

雪茄、雪茄盒

途 50〜75％RH 设置
制器
字控●新型数字控制器
᰷ᒆᖴକ୕ପ୏୞ୋ

新版本

用于各种实验

●新型加湿/除湿装置实现恒湿箱，不需要供水！
Rഓᒆᖴକ୕ପ୏୞ୋ

R

HUMIDITY CONTROLLER☎ 03-3833-0614

http://www.dry-cabi.co.jp

湿度设定范囲：50～75％RH
湿度表示范囲：1～99％RH(±3％RH)

湿度设定：1％RH电容式湿度传感器*当设定的湿度显着偏离时，湿度会闪烁。

WET-112
规格

WET-202
由於產品改進，某些規格可能會更改，恕不另行通知WET-322W（宽度）x D（深度）x H（高度）外部尺寸

WET-112

WET-202

WET-182

W400×D391×H933

W805×D428×H990

W400×D428×H1330

W805×D428×H1390

有効内容量

107ℓ

203ℓ

157ℓ

317ℓ

型

式

内部尺寸

W398×D320×H838

湿度调节
橱柜材料
门

电源/功耗
重量(kg)
附件

12

WET-182

W803×D320×H790

W398×D320×H1235

WET-322

W803×D320×H1234

干燥装置，干燥剂吸湿/除湿系统，数字湿度自动调节，数字显示
钢，黑色

玻璃，PVC框架，玻璃，磁铁橡胶（PVC），锁一体式手柄，带钥匙2

AC100V 0〜11.2W
MAX 120W

架子4

17

LED 600mm 1

AC100V 0〜18.8W
MAX 240W

架子3AC100V 0〜13.2W
MAX 120W

37

LED 600mm 2 架子5有插座(库内外各１)

26AC100V 0〜22.8W
MAX 240W

LED 1000mm 1 架子555

LED 1000mm 2● 如果机柜内的湿度在冬季和湿度极低（25至30％RH或更低）的其他自然环境中没有升至设定的湿度，请使用选购加湿液。
※在环境湿度为30％或更低的环境中使用时，请咨询我们冷却型 / 加热型＆

DRY-CABI＆WET-CABI 想调整温度！ 我们会满足您的要求● 想要将机柜内部保持在 10％RH 的低湿度，并将温度降低到 10°C 以下● 想要将机柜内部保持在 0 至 3％RH 的超低湿度，并保持温度低于 20°C
[ 超低湿度，温度控制 ] 技术，只有 TOLIHAN 成为可能

● 想要将腔室保持在 50％RH 或更高，并将温度升高到 40-45℃
尺寸可以从每种型号的标准类型制造到客户要求的尺寸

DRY-CABI 冷却型

DRY-CABI 冷却型

TDC-157-QA-C5

TDC-297-QA-C15

室内的湿度
10％RH
温度设定
5-10°C±3-5°C

室内的湿度
相对湿度 0~3％
温度设定
15-20°C±3-5°C

加热型

WET-CABI

WET-CABI

TDC-157-AHU-C15

加热型

室内的湿度
相对湿度为 60-70％
温度设定
15-25°C±3-5°C

型号

DRY-CABI

室内的湿度
相对湿度为 50-75％
温度设定
常温 + 10℃±3~5℃+

TDC-157-QA-C5

冷却

TDC-297-QA-C15

湿度：10％RH
温度：5 〜 10℃

WET-290-AHU-C25

湿度：0 〜 3％RH
温度：15 〜 20℃

WET-CABI

WET-157-AHU-C15
湿度：60 〜 70％RH
温度：15 〜常温

+ 加热WET-290-AHU--C25
湿度：50 〜 70％RH
温度：15 〜常温

W1080 x D680 x H1580
外部尺寸
W760 x D640 x H1690
W1080 x D680 x H1580
W760 x D640 x H1690
有效腔室尺寸（容量） W440 x D425 x H985（約 150L） W880 x D468 x H988（約 290L) W440 x D425 x H985（約 150L） W880 x D468 x H988（約 290L)
半永久性除湿除湿方法
半永久性除湿除湿方法
半永久性除湿除湿方法
半永久性除湿除湿方法
除湿方法
DU-X-1/2
DS-2×2
DU-X
DS-1 DS-2
冷却 / 加热方法
冷凝装置 AC100V Max630W
冷凝装置 AC100V Max345W
冷凝装置 AC100V Max345W
湿度 / 温度控制器
デ带数字湿度（LED 红色）和温度（LED 蓝色）控制器

橱柜材料门电源 / 功耗附件

钢体，烤三聚氰胺漆，银

外装 60mm 断热材入

AC100V 22〜660W （Max1200W)

外装 30mm 断热材入

外装 30mm 断热材入单门带内门玻璃，双门带外门（157-QA-C5）玻璃
带锁，钥匙，手柄，磁铁橡胶（PVC）

AC100V 22〜380W （Max1000W)

AC100V 14〜360W（Max 580W)

外装 60mm 断热材入

AC100V 22〜380W （Max600W)

脚轮（带前轮止动器）、3 个钢架（承受 50kg/ 张）、关键 2、电源线 3.5m

※由於產品改進，某些規格可能會更改，恕不另行通知13丙烯酸透明干燥柜

40年的经验和业绩记录

我们保护光学产品，如相机和镜头，测量仪器，电子零件，文化资产，吉他，乐器等。

无需改变干燥剂 半永久性（超过30年）
沉默，无振动，节能，无耗材

特点

2机种
4形态
新登场

好评售卖中

无需维护

●配备全自动干燥装置（自动干燥除湿机）●容量 100L 250L 2型号■中湿度型
25～50％RH DD型 使用数字湿度计可以一目了然地检查机柜内外的湿度■低湿度型
10～20％RH PDX型 配有数字湿度计 数字显示内部湿度和外部湿度■超低湿度型
3％RH 以下 LDX型 配有数字湿度计 数字显示内部湿度和外部湿度■加湿/除湿类型 50～75％RH AHU型 使用数字控制调节机柜内的湿度 误差±3至5％RH

仕机身材质：亚克力透明（底板白色） 框架：铝阳极氧化 角落：合成树脂
门：带磁铁填料（PVC），带手柄
搁板：不锈钢（SUS430），每片承重12Kg（均匀分布），可上下移动电源：AC100V 50 / 60Hz

様

内

湿

度

Sensirion传感器采用R

庫 外

HUMIDITY INDICATOR
R

湿 度

柜内湿度

☎ 03-3833-0614

http://www.dry-cabi.co.jp

柜外湿度

同时显示机柜内部（左侧）和外部机柜（右侧）内的湿度 （电池未使用）
AC-252-PDX
湿度准确度：±3～4.5%RH
湿湿度传感器：电容式
工作环境：0～80°C

ＰＤＸ・ＬＤＸ型

ＤＤ型

庫

庫

内

湿

度

R

Sensirion传感器采用庫 外
湿 度

机柜湿度（带湿度控制器）

HUMIDITY INDICATOR
R☎ 03-3833-0614

http://www.dry-cabi.co.jp

柜外湿度显示通过采用高精度湿度传感器，可以精确地显示10％RH附近的湿度，（电池未使用）
这很难用针式湿度计精确显示。
（±3～4.5％RH *）※可以使用±2％～3％RH的超高精度湿度传感器进行更换

中湿度型 25～50％RH DD型

内部湿度，外部湿度
DD 型 配有数字双湿度计，（世界上第一台可以一目了然地检查室内外湿度的湿度计！）型号

中湿度 25〜50％RH

外部尺寸

AC-112-DD

AC-252-DD

W447 x D422 x H784ｍｍ

W553 x D525 x H1094ｍｍ
W497 x D470 x H990ｍｍ

容量W407 x D367 x H680ｍｍ
110 L

250 L

有效尺寸
货架数量 尺寸功耗3张

W403 ｘ D357mm

4张

W494 ｘ D460mm

AC100V（50/60Hz) 2.4W（Max80W） AC100V（50/60Hz) 3.6W（Max120W）注）由于产品改进，规格可能会更改，恕不另行通知。
●尺寸以W（宽度）x D（深度）×H（高度）的顺序显示。

AC-112-DD

AC-252-DD

AC-112-PDX

AC-252-PDX

PDX 型 配有数字湿度计，数字显示柜内外的湿度
低湿度型 10～20％RH PDX型

型号

低湿度 10〜20％RH

AC-112-PDX

外部尺寸

W447 x D422 x H784ｍｍ

W553 x D525 x H1094ｍｍ

容量W407 x D367 x H680ｍｍ

W497 x D470 x H990ｍｍ

110 L

250 L

有效尺寸
货架数量 尺寸功耗3张

W403 ｘ D357mm

AC100V（50/60Hz) 7W（Max218W）

注）由于产品改进，规格可能会更改，恕不另行通知。
●尺寸以W（宽度）x D（深度）×H（高度）的顺序显示。

14

4张

新版本

W494 ｘ D460mm

AC100V（50/60Hz) 14W（Max218W）

丙烯酸透明干燥柜 超低湿度&和恒湿型

新発売

超低湿度型3％RH或更低LDX型
配有数字双湿度计，内部湿度，外部湿度（柜内外湿度一目了然 世界最早的湿度计！）

LDX 型
型号

超低湿度3％RH或更低

外部尺寸

AC-112-LDX

AC-252-LDX

W447 x D422 x H784ｍｍ

W553 x D525 x H1094ｍｍ

W407 x D367 x H680ｍｍ

W497 x D470 x H990ｍｍ

容量

110 L

250 L

有效尺寸
货架数量 尺寸
功耗3张

4张

W403 ｘ D357mm

W494 ｘ D460mm

AC100V（50/60Hz) 10W（Max210W） AC100V（50/60Hz) 20W（Max210W）注）由于产品改进，规格可能会更改，恕不另行通知。
●尺寸以W（宽度）x D（深度）×H（高度）的顺序显示。

AC-112-LDX

AC-112-LDX 柜内湿度测量AC-252-LDX

AC-252-LDX 柜内湿度测量

相対湿度

相対湿度

%PH

%PH

時間 / h

時間 / h丙烯酸透明产品WET-CABI登场了！

一年四季
在舒适的湿度（50至75％RH）下安全储存

不论在潮湿的环境中 还是在干燥的环境中●简单的湿度箱，仅通过空气中的水分进行加湿。不需要供水。
●全年，仓库内部将保持50％至75％RH。湿度设定范围：50-75％RH 精度：±3-5％RH的高性能

AHU 型 使用数字控制±3-5％RH调节机柜内的湿度
加湿/除湿类型50-75％RH AHU类型

型号

恒湿

相对湿度为50-75％

AC-112-AHU

可以设置

AC-252-AHU

外部尺寸

W447 x D422 x H784ｍｍ

W553 x D525 x H1094ｍｍ

W407 x D367 x H680ｍｍ

W497 x D470 x H990ｍｍ

容量

110 L

250 L

有效尺寸
货架数量 尺寸功耗3张

W403 ｘ D357mm

4张

W494 ｘ D460mm

AC100V（50/60Hz) 4.8W（Max160W） AC100V（50/60Hz) 9.6W（Max320W）注）由于产品改进，规格可能会更改，恕不另行通知。

●尺寸以W（宽度）x D（深度）×H（高度）的顺序显示。

※在环境湿度为30％或更低的环境下使用时，请咨询我们。

AC-112-AHU

AC-252-AHU

15

DRY-CABI-GB 的特点

所有产品的定制规格：脱水设备标准设备，氮气规格，HEPA过滤器规格，高湿度规格等。
所有产品的定制规格

根据您所需的材料，形状和大小
和生产。

露点仪/湿度计

脱水设备的标准设备＜脱水设备的机理＞

控制箱

干燥剂盒

-25 ℃

独特的紧凑和强大的脱水设备
保持GB内部干燥。※

干燥空気

空气阀

*可以生产不带脱水装置的规格。

湿気

氮气规格

适用于讨厌氧气的工作的氮气规格也是可能的。

GB内部采用高性能脱水装置进行脱水，该脱水装置采用在防潮仓库“DRY-CABI”中栽培的技术开发，该仓库已有36年的历史记录。
通过半自动控制干燥干燥剂，可长时间反复使用，免维护。
由于不使用循环泵，结构紧凑，振动小，运行噪音低，功耗低。
它可广泛用于处理吸湿性材料和化学品以及讨厌高湿度的工作。

适用于高生物活性剂的
HEPA过滤器规格也是可能的。

可选产品

可支持各种可选项目，如LED灯，
内部搁板，露点仪，湿度计，氧气表。

ST 型

DRY-CABI-GB 脱水设备有三种类型E型

露点-40℃以下
GB内部露点低，具有强力脱水装置
按脱水设备的类型
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60

露点-20℃以下
低成本规格可实现快速脱水

露点/湿度变化

ＳＴ型（160Ｌ）

60

Ｅ型（70Ｌ）

50

40

40

30

30

0
1

経過時間／ｈ21

経過時間／ｈ* 1根据脱水机的类型和手套箱
容量，性能会有所不同。
* 2干燥剂吸收水分后，
脱水性能下降。
（它将通过回放来恢复）。

10
0

0

湿度10％Rh或更低价格便宜的机器，可以轻松使用20

露点 -20℃

10

SE 型

ＳＥ型（150Ｌ）

60

50

20

0

<干燥剂再生期间><脱水分时>HEPA过滤器

2

0

1

2

経過時間／ｈ*有关详细信息，请索取专用于手套箱的目录。 或访问主页。
16

http://www.dry-cabi-gb.coｍ

小型系列

便于存放相机，镜头，光学仪器，测量仪器，显微镜等。

已实现生产销售超过40万台用于储存相机、镜头、以及光学设备的干燥柜！请用它来保管您心爱贵重的物品。

PH-62

外形尺寸
内部尺寸
功耗
18W
货架板 由钢制成（50kg负载能力）
LED长度：300mm 1

PH-82

外形尺寸
内部尺寸
功耗
19W
货架板 由钢制成（50kg负载能力）
LED长度：450mm 1２4930381-440019

34930381-440026

PH-112

外形尺寸
内部尺寸
功耗
20W
货架板 由钢制成（50kg负载能力）
LED长度：600mm 14PH-1824930381-440033

外形尺寸
内部尺寸
功耗
货架板 由钢制成（50kg负载能力）
LED长度：1000mm 154930381-440040

PH-202-W

PH-322-W

外形尺寸
内部尺寸
功耗
货架板 由钢制成（50kg负载能力）
长度：1000mm ２LED4930381-440071

5

外形尺寸
内部尺寸
功耗
货架板 由钢制成（50kg负载能力）
长度：600mm ２
LEDPH-152-W
３

外形尺寸
内部尺寸
功耗
货架板 由钢制成（50kg负载能力）
LED长度：450mm ２２4930381-440057

4930381-440064

NT-33-M3(33ℓ)
NT-83-M3(46ℓ)

EC-50-M2(47ℓ)

NT-103-M3(76ℓ)

EC-75-M2
(74ℓ)

NT-82

外形尺寸
内部尺寸
功耗
重量
货架板 由钢制成（50kg负载能力）

4930381-440095

EC-42

外形尺寸
内部尺寸
功耗
重量
货架板 由钢制成（50kg负载能力）

EC-72
２

外形尺寸
内部尺寸
功耗
重量
货架板 由钢制成（50kg负载能力）

4930381-440132

34930381-440118

1

17

自定义订
单示例

卷轴架型

卷轴

这是根据客户要求生产的定制产品的示例。
上下独立型

可以存储25

湿度5％RH或更低，抗静电，耐负荷500kg

收纳的物品展示保管柜

用于显示
恒定湿度50％RH
内部LED照明用于测试研究上：3％RH或更低

刀剑艺术品的储存剑存储
恒湿30％RH

下：10-30％RH

1000kg负载能力

长期储存抗电磁波产品用于模具储存 超低湿度型
装载量：每个货架250公斤

对于HDVD的长期存储，
用于承重 电磁波防护涂料抽屉拉出式储存

文化财产储存（弥生时代的主要支柱）

W 1000×D650×H 1350（包括脚轮）
湿度计与数字控制器
可设置为任何湿度（仅限除湿）
温度显示：30~60％RH±5％RH

有用的选择

静电可视化⇒可视化灯+指示灯（橙色/绿色）照射范囲：
約φ100ｍｍ

橙色

静电可视化

可视化光

带静电

加湿：变量型
除湿：湿度50-60％PH控制

NEW■超紧凑型静电消除鼓风机可显示是否存在静电
指示是否有静电
橙色 - 带静电
绿色 - 没有静电

存储物品：从“唐古・鍵”遗迹中挖掘出的支柱
长度：250cm 直径：83cm 重量：900kg
这个柱子被用于弥生时代中期建造的建筑物中。

绿色距离：100ｍｍ

没有静电

可视化灯+大指示灯使人们很容易看到静电消除器的效果！
具有监视静电消除器产生的正离子和负离子的比率的功能，并可视化物体的充电状态。
立即确定对象是否被除去静电。

安装示例

可

小型静电消除鼓风机 SJ-L005F
桌面夹具

18

机身规格

支架

(包括电缆和1个安装支架)

型号：SJ-L005F
电源：AC100V施加电压：AC3kV
安装距离：50mm以上
最大风速：7m / s
臭氧浓度：0.05ppm或更低尺寸：
W66.5×H58.2×D28.6mm
体重：100克实用的选购

■便利的电动升降桌提高工作效率！
对身体健康有益！

新电梯开关
尺寸：W1200×D700×H630~1280
颜色：白色
电源：AC100V 300W
重量：57kg

承重
８０Kg

630〜1280
平稳安全的垂直升降

700

1200

●安装安全，震动传感器●耐用的27毫米三聚氰胺彩妆顶板●德国品牌* W1500 x D700 / W1800 x D700也可提供。

●适合身高●适合你的工作600●适合坐着和站立■当您感到困倦或疲倦时，您可以站起来！ 〇健康促进也建议站立工作！

电动升降桌
DL1200-2-W■无线湿度/温度计■模拟湿度计

□非常适用于检查台，测量台和装配工作台！

●无线湿度/温度计 A-1

室外温度范围：-20.0°C～+ 65.0°C
室内温度范围：0℃～+ 50.0℃
室内外相对湿度范围：20％～95％测量距离：50m●无线湿度/温度计 B-1

室内湿度测量范围：10％～99％
准确度：±5％测量距离：50m■高性能数字湿度/
温度计
MD8102-DC(送信器)■高性能数字湿度/
温度计
HN-CHN-DC

高性能湿度计，内置记录功能

接收器MD-8000R-DC无线传输测量数据(易于组装)■负载能力（顶板200Kg 货架200Kg 总负载350Kg）

选项●可以添加搁板
●可安装脚轮
●SUS-304可用□方便一键上/下！

・用于MII / NT
的湿度计

（附有温度计）・双湿度计

（附有温度计）机柜内外的湿度也
是已知的。

选项单独出售
〇数据记录软件
〇电缆
〇支持持有人■镜头垫M（防止滚动和摔倒）（材质：聚乙烯泡沫）

PH系列■带人体传感器LED灯
型号DC-4LED-IR(库内照明用)尺寸：宽370×深240×厚10至30毫米适用于所有型号

尺寸：宽290×深180×厚10至30毫米19实用的选购
■加湿液

DC-W1000■脚轮 （4件套）
对于 TDC-162,302,512

■货架板

■水平仪

(带钩)

・TDC-162型货架板

・TDC-302型货架板
・TDC-512型货架板

・1332/1432型货架板
钢
不锈钢

水平，垂直和45°测量

长时间不腐坏

■防坠落支架 适合大尺寸■防坠落墙固定支架（柜子和墙壁）（1332/1432 系列■MII抗震装置■调节器螺栓（1套4）

φ10 螺栓孔■连接支架 （用于堆叠2个单元）
φ10 螺栓长孔
连接到主机顶板顶部的螺栓
TDC-162・302・512 EC/NT/PH 系列

DRY-CABI
使用注意事项

■使用前请仔细阅读使用说明书。

■调节器螺栓固定机柜与墙壁以应对震度为7级的地震。
您可以取下它 并根据需要多次安装使用。

●选择水平且不暴露在直射阳光下的地方，不受不受空调或室外风或热量影响的热量或蒸汽的影响。
●通过自动操作，湿度随着反复吸湿和再生而逐渐降低。
*机柜的湿度精度为5-7％RH。
●请勿将软盘或受磁性影响的产品靠近门上的磁铁橡胶。
●放入纸张或纸板会增加机柜内的湿度。请快速打开和关闭机柜门防止湿气进入。

（1套4）●请不要放入任何易燃易爆化学品。
●”Dry-cabi”降低了机柜中的湿度，并且不会产生霉菌。
保持良好状态。 已经产生的霉菌无法清除。
●请注意！不论产品是否在保修期内，
我们也不会补偿由于存放物品所造成的机柜划伤损伤。

存储在此目录中的照片（相机，镜头，胶卷，胶带等）不包含在价格中。

【DRY-CSABI】【WET-CABI】

购买时的注释和要求请联系我们在国外使用
规范规则将会改变。

由于拍摄角度光线不同，本目录中产品照片的颜色与实物可能存在些许差异。
请检查外部尺寸并检查防弹井和存放位置。

由于物品属于大型物品，所以无法指定具体配送时间。

收到物品后请尽快打开包装并检查物品。运送保险期限在1周之内。
在安装后确认正常操作之前，请勿丢弃包装材料。

由于材料和零件价格的波动，价格和规格如有变更，恕不另行通知。

如有疑问，请联系总公司销售部门

東利繁有限公司分销商

本总公司/销售部门〒111-0032 东京都台东区浅草6-26-3
TEL：03-6802-4012 FAX：03-6802-4024
大阪营业所

（2023／ 4）