歪検査器 LSM シリーズ
総合カタログ

歪検査器
ひずみLSM シリーズ

ストレインアイ

フルオート ストレインアイ

ガラス・プラスチック製品の歪 ( ひずみ ) の観察、応力方向の解析、定量測定
自社製高性能光学フィルターを使用した歪検査器

序章

歪 ( ひずみ ) とは

歪検査器とは

検査方法

ひずみ

歪

＜＜＜ 歪検査器の検査方法には２種６通りあります。＞＞＞
観察検査方法

さて、冒頭から問題です。これを何と読むでしょうか？ 次の三択から選んでください。
ひずみ

ゆがみ

いびつ

歪の有無、歪の分布状態、歪の種類や方向、これらを観察します。例えば、光ディスクの射出成型品を歪検査器で確認すると、検査方法の違いによって、下の様に見えます。（ 観察物：透明なＣＤディスク ）直交ニコル法

円偏光法

鋭敏色法

ルケオにおける正解：ひずみ
漢字は複数の読み方があります。「歪」も同様です。ルケオでは、この漢字を「ひずみ」と読みます。では歪とは何でしょうか？ 国語辞典を見てみましょう。
ひずみ【歪み】①物体に外力を加えたときに生じる、のび・ちぢみ・ねじれなどの変化の割合。
（ 三省堂『大辞林第三版』）
金属や木材にも歪が発生しますが、ルケオでは透明体に発生する歪を対象としています。
代表的な透明体としては下の四つです。
ガラス製品

樹脂フィルムプラスチック製品

結晶材料

歪検査器ＬＳＭシリーズは測定検査方法歪の大きさ、歪の方向、これらを数値化・測定します。
セナルモン法

回転検光子法RGB直線偏光法

アナライザーを回し、明るいところアナライザーを既定の角度で回して、 偏光板の直交位や平行位を保ったままが最も暗くなる角度を見つけて、歪の 明るさの変化から、歪の大きさと歪の 規定の角度で回転させ、明るさの変化か大きさを計算します。
方向を計算します。
ら歪の大きさと歪の方向を計算します。

ひずみ

歪

透明体の（ハロゲンランプ）

に関する

別

歪の見える化

検査

歪の数値化

研

究

＜＜＜ 検査方法により歪検査器は２種あります。＞＞＞

トレーサビリティー

壊れる

割れる

残留歪品質管理破損事故

歪検査器（結晶ガラス）

歪検査器の種類

課題を解決します。
選（レンズ）

観察検査方法
直交ニコル法

円偏光法

測定検査方法
鋭敏色法

ストレインアイ（目視タイプ）セナルモン法

回転検光子法RGB直線偏光法

フルオート ストレインアイ( 全自動タイプ）

原因調査

不具合調査

安心工数削減信頼LSM：LSM は Luceo Strain Meter の頭文字です。

目視の官能検査

２次元測定が可能

ストレインアイ：「目でひずみを見る」、「ひずみを見るための目」という意味で、社内公募で決まった登録商標です。

歪検査器 製品一覧

歪検査器 製品一覧
ストレインアイ（目視タイプ）

フルオート ストレインアイ（全自動タイプ）

LSM-4000 シリーズ（ 中型タイプ ）□ 200mm□ 200mm

LSM-4101LE：直交ニコル法
LSM-4201LE：円偏光法
LSM-4301LE：鋭敏色法

LSM-4411LE：鋭敏色法
セナルモン法（検査方法によって、機種を選択）（レバー切り替えで検査方法を選択）□ 200mm□ 150mm
高輝度

LSM-4401LE：直交ニコル法
鋭敏色法
セナルモン法LSM-4401B： 直交ニコル法
鋭敏色法
セナルモン法（波長板の差し替えで検査方法を選択）（波長板の差し替えで検査方法を選択）
・高さ調整機構あり

LSM-1000LE（ ハンディータイプ ）LSM-2000LE シリーズ（ 小型タイプ ）光源寸法： 78mm

光源寸法：□ 120mm

LSM-1000LE：直交ニコル法
鋭敏色法
セナルモン法LSM-2100LE：直交ニコル法
LSM-2200LE：円偏光法
LSM-2300LE：鋭敏色法（波長板の差し替えで検査方法を選択）
・小さなサンプル向き・ハンドル付きで持ち歩きできる・大判ガラスの端部の歪検査が可能

・光源が傾斜してる・小さなサンプル向き・座ったまま検査できる

LSM-8000LE シリーズ（ 大型タイプ ）光源寸法：350×300mm

LSM-9001NIR

LSM-9001LE

LSM-9001S

測定範囲：□ 50 mm

測定範囲：□ 200 mm

測定範囲：□ 60 〜 10 mm単焦点レンズ搭載

単焦点レンズ搭載

ズームレンズ搭載＜検査方法＞
近赤外 (NIR) 回転検光子法＜検査方法＞
回転検光子法＜検査方法＞
回転検光子法□ 70 mm□ 200 mm

□ 50 mm

・小型のサンプル向き
・リタデーション測定範囲：0 ～ 150 nm（目安）・中～小型のサンプル向き
・リタデーション測定範囲：0 ～ 130 nm

・小型のサンプル向き
・リタデーション測定範囲：0 ～ 130 nm

LSM-9100WNIR

LSM-9100W

LSM-9100WS

測定範囲： 100 mm

測定範囲： 150 mm

測定範囲：□ 60 〜 10 mm

単焦点レンズ搭載

単焦点レンズ搭載

ズームレンズ搭載＜検査方法＞
近赤外 (NIR)3 波長直線偏光法＜検査方法＞
RGB直線偏光法＜検査方法＞
RGB直線偏光法

100 mm□ 70 mm

150 mm・小型のサンプル向き
・リタデーション測定範囲：100 ～ 5,000 nm（目安）・中～小型のサンプル向き
・リタデーション測定範囲：30 ～ 3,000 nm（目安）・小型のサンプル向き
・リタデーション測定範囲：30 ～ 3,000 nm（目安）

創業から 50 年以上の光学機器の専門メーカーです。

ストレインアイの大きさ比較

ルケオは、自社製の光学フィルムを光学ガラスに接着する、偏光板、波長板のパイオニアです。
常に時代の変化に対応し、偏光の技術を活かした製品群を揃えています。
偏光板

10cm

波長板

広帯域波長板

円偏光板

光学プリズム光学ユニット

光学レンズ

LSM-8201LE：円偏光法
光源寸法：350×350mm

LSM-8400LE：直交ニコル法
鋭敏色法
セナルモン法（波長板の差し替えで検査方法を選択）
・大サイズのサンプル向き
・高さ調整機構あり

1000

2000

4000

8000

ルケオのショールームでは、様々な製品を間近にご覧頂き、検査、測定のデモンストレーションを体験して頂くことができます。

仕様一覧表

仕様一覧表

歪検査器 LSM シリーズ仕様一覧
ストレインアイ項 目

直交ニコル法ハンディータイプ

小型タイプ

LSM-1000LE

LSM-2100LE

●

●

円偏光法

LSM-2200LELSM-2300LE

LSM-4101LE

LSM-4201LE

LSM-4301LE

LSM-4401LE●

LSM-4401B

LSM-4411LE

LSM-8201LE

LSM-8400LE

LSM-9001NIR

LSM-9100WNIR

LSM-9001LE

LSM-9001S

LSM-9100W

LSM-9100WS

●

●

●

●

フルオート ストレインアイ

大型タイプ

中型タイプ

●

検査
方

鋭敏色法

●

セナルモン法

●

●

●

●

●

●

●

●

●

式
●

回転検光子法●●RGB直線偏光法

測定レンジ

Re：0～270nm－－－－－－

繰り返し精度－－－－－－－

測定範囲／観察範囲(mm)
有効画素数（Pixel)

測定波長
試料配置 スペース高さ (mm)

120×120

φ78－－－－－－

セナルモン法：540nm－－－－－－115

65～290180×245×264

280×375×415

0.7kg

3.4kg

10kg

源

DC Input
15-24V
0.8A

DC Input 15-24V
0.8A

100-240VAC 50/60Hz
0.14A

消費電力 (本体）

15W

15W14W

外観寸法
96×135×150（W×D×H mm） （ハンドル：L=85)
重量（本体）

電－－－

Re：0～270nm

Re：100～5,000nm

Re：0～150nm－－

150×150200×200

350×300

350×350

50×50

φ100－

－

－

－

1100×1100

550×550－

セナルモン法：540nm1100nm

900～1,200nm

80～50065～500

セナルモン法：540nm25～240

Re：30～3,000nm

σ = 1nm－－

Re：0～130nm

－

－

－

200×200－

70

Re：0～270nm●

200×200

１波長測定時σ < 1nm３波長測定時σ < 3nm

φ150

MAX：60×60MIN：10×10

MAX：60×60
MIN：10×10
1100×1100

590nm

420～680nm

0～160nm0～1600～115

0～1600～115

500×550×660

300×353×540

300×353×540

300×353×580

300×353×540

300×353×580

12kg

26kg

22kg

19kg

21kg

22kg

24kg

100-240VAC
50/60Hz
0.3A

100-240VAC
50/60Hz
0.14A

100-240VAC 50/60Hz
0.77A

AC100-240V 50/60Hz
DC入力 24V
1.6A

30W

14W

77W

38W

55～275280×375×430

11kg

AC100-240V 50/60Hz
DC入力 24V
1.6A
38W

検査対象と用途

歪検査器 LSM シリーズは、ガラス・プラスチック製品の多種多様な歪に対応して適確な検査が行えます。

■歪検査の対象製品
ガラス製品

プラスチック（合成樹脂）製品

大判板ガラス

自動車ガラス

産業用新素材ガラス

ガラスウエハサーミスタガラスペースト

光学用新素材ガラス

管ガラス加工品＜各種ランプ、各種電子管 ( 真空管、ガス封入管等 )、大判樹脂板

樹脂フイルム

射出成形樹脂製品＜液晶モニターカバー、サンバイザー、樹脂容器等＞
樹脂光学素子電子部品封着用管ガラス、暖房器具の燃焼隔壁＞＜レンズアレイ、レンズ、プリズム等＞

理化学ガラス器具＜フラスコ・ビーカー等、試験管・連結管等、分析部品等、蒸発皿・時計皿等＞
光学ガラス材料＜水晶、石英等、レンズ硝材等＞

ガラス光学素子＜光学フイルター、LD カバーガラス・球レンズ、レンズガラス容器＜バイアル瓶、飲料瓶、広口瓶、保存容器、コップ、食器等＞※本カタログ記載製品以外にも歪検査が可能な製品があります。お気軽にお問い合せください。

アレイ、レンズ、プリズム、V 溝基板等＞

■用途
製 品

用 途

大判板ガラス

板ガラスの製造時に発生する帯状の歪をガラス端部で検査

自動車ガラス

ガラスに接着された金属電極付近に発生する歪の検査

産業用新素材ガラス

新しいガラスの開発段階における歪の発生状況を検査

光学用新素材ガラス

新しいガラスの開発段階における歪の発生状況を検査

ガラスウエハ

各種の加工を行う際に発生する微小な加工歪を検査

サーミスタ

金属とガラスの接触部分に発生する歪の検査
アニール処理の条件出し

ガラスペースト

溶解・固着後の収縮により発生する歪の検査

管ガラス加工品
金属とガラスの接触部分に発生する歪の検査
各種ランプ
使用後の高熱曝露の影響により発生する歪の検査
各種電子管火加工した部分の熱履歴により発生する歪の検査（真空管、ガス封入管等） アニール処理の条件出し
電子部品封着用管ガラス アニール処理後の試料に歪がないことを確認するための暖房器具の燃焼隔壁 検査
理化学ガラス器具
フラスコ・ビーカー等
試験管・連結管等
分析部品等
蒸発皿・時計皿等

使用後の高熱曝露の影響により発生する歪の検査
火加工した部分の熱履歴により発生する歪の検査
アニール処理の条件出し
アニール処理後の試料に歪がないことを確認するための検査

光学ガラス材料
水晶、石英等
レンズ硝材等材料製造時に発生する歪の検査
アニール処理の条件出し
アニール処理後の試料に歪がないことを確認するための検査

注3注4

製 品

用 途

ガラス光学素子
各種の加工を行う際に発生する微小な加工歪を検査
光学フイルター、LD モールドプレス成型による構造物の熱履歴により発生する歪の検査
カバーガラス・球レ アニール処理の条件出し
ンズ、レンズアレイ、 アニール処理後の試料に歪がないことを確認するための検査
レンズ、プリズム、 金属枠入れした時に発生する歪の検査
V溝基板等
成型時に発生する歪の検査
ガラス容器
バイアル瓶、飲料瓶、 アニール処理の条件出し
広口瓶、保存容器、 アニール処理後の試料に歪がないことを確認するための検査
コップ、食器等
大判樹脂板

樹脂板の製造時に発生する歪の検査

樹脂フイルム・シート

面内の歪の一様性の検査

射出成形樹脂製品
射出成形時に発生する残留歪・配向歪の検査
液晶モニターカバー、 射出成形のスピード等の条件出し
サンバイザー、樹脂 アニール処理の条件出し
容器等
アニール処理後の試料に歪がないことを確認するための検査
樹脂光学素子各種の加工を行う際に発生する微小な加工歪を検査
レンズアレイ、レンズ、 モールドプレス成型による構造物の熱履歴により発生する歪の検査
プリズム等
アニール処理の条件出し
アニール処理後の試料に歪がないことを確認するための検査
金属枠入れ時に発生する歪の検査
注1
注2

火加工：ガラスを溶かして細工する方法の一般名称です。溶けたガラスが冷えて固まる際に残留歪が発生しやすなります。
アニール処理：ガラス製品を熱くしてからゆっくり冷やすことで歪を解消する処理です。

モールドプレス成型：高温で柔らかくしたガラスを金型に入れ、挟んで形を作り、冷却硬化して目的の構造物を得る成型方法です。
射出成形：溶けた粘性状の樹脂を高い圧力で金型内に押し込め、冷却硬化して目的の構造物を得る成型方法です。

〒 173-0024 東京都板橋区大山金井町 30-9
TEL.03-3956-4111（代）FAX.03-3956-2335
URL https://www.luceo.co.jp/※ カタログに記載された製品および仕様は、予告なしに変更することがあります。

2023.04