Product Information

PIロ ー タ ノ ー ド®
ＸＲＲ－６６５３Ｘ

ロータノード ＸＲＲ－６６５３Ｘ は，０．８と０．３の多重焦点をもち，最高使用管電圧１５０ｋＶの回転陽極Ｘ線管装置で，高速回転で使用できます。
このロータノードは，陽極焦点面のクラック防止処理を施し，レニウムタングステン・モリブデンを張り合せた大容量陽極ターゲットを採用しております。

一般定格
電撃に対する保護の形式：程度による分類（IEC60601-1:2005+A1:2012） ...............................クラス Ⅰ ME EQUIPMENT
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 ...........................................................定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................... 中性点接地方式
公称最高管電圧：
撮影時 .............................................................................. 150 kV
公称焦点値：
大焦点 ................................................................................. 0.8
小焦点 ................................................................................. 0.3
公称陽極入力（照射時間0.1s） .................................................. 最大入力図参照
180 Hz

60 Hz

50 Hz

大焦点 ............................................................ 52 kW

30 kW

29 kW

小焦点 ............................................................ 12 kW

6.5 kW

6.1 kW

180 Hz

60 Hz

50 Hz

大焦点 ............................................................ 52 kW

30 kW

29 kW

小焦点 ............................................................ 12 kW

6.5 kW

6.1 kW

公称撮影陽極入力：★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

XRR-6653X

駆動特性：ステータ：ＸＳ－ＡＧ
起動時
駆動周波数
[Hz]
18060180
電力[W]
3710800200
電圧 3)5)[V]420190804)
電流
[A]
9.6
10.2
3.0
起動時間 1)7)
[s]
1.2
0.8－
分相コンデンサ容量[μF]6446
制動時間 2)7)[s]
2.0 (DC 100V)
注 1) 駆動特性表に記載している起動時間は，0～高速回転に要する値です。
低速から高速回転起動の起動時間は記載値の2/3になります。
2) 高速回転から停止までの時間です。
3) 主コイル－コモン間電圧
4) コモン電流5) 表中の各電圧値は、1.1倍を超えて印加しないこと。
6) 高速での使用頻度は、1分間に2回を超えないこと。
7) 起動、制動時間は、表中各値の1.1倍を超えて印加しないこと。

定常時
50/60
9048
2.2－44

陽極回転数：
180 Hz電源 .................................................................. 9700 min-1 以上
60 Hz電源 .................................................................. 3200 min-1 以上
50 Hz電源 .................................................................. 2700 min-1 以上
ステータ抵抗：共通－主コイル ...................................................................... 9.4 Ω
共通－補助コイル ................................................................... 28.3 Ω
絶縁抵抗（低電圧側） .............................................................. 2 MΩ 以上
正常使用における管容器温度範囲.................................................... 16 ～ 75 ℃
動作モード .............................................................................. 間欠
機械的定格：
外形寸法：
全 長 .............................................................................. 445 mm
最大部直径 .......................................................................... 166 mm
ターゲット：
角 度 ................................................................................. 12 °直 径 .............................................................................. 100 mm
材 質 .................................................................レニウムタングステン
固有ろ過 .................................................. アルミニウム当量 1.5 mm / 75 kV
Ｘ線遮蔽：
IEC60601-1-3:2008を満足する。
漏洩線量測定条件 .............................................................. 150 kV, 2 mA
Ｘ線照射範囲 ..................................................... SID 1000 mmにて430 × 430 mm
質 量 .............................................................................. 約 20 kg
高電圧端子 ....................................................... IEC60526形 Corrigendum1:2010
冷却方式 ............................................................................ 自然空冷
使用位置 ................................................................................ 任意- 2 -XRR-6653X

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
公称最高管電圧：
撮影時 .............................................................................. 150 kV
陽極（または陰極）アース間 ............................................................. 75 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 40 kV
最大使用管電流：大焦点 .............................................................................. 700 mA
小焦点 ............................................................................ ．150 mA
最大フィラメント電流：
大焦点 ............................................................................... 5.5 A
小焦点 ............................................................................... 5.0 A
フィラメント電圧：
大焦点（5.5A） .............................................................. 11.6 ～ 14.8 V
小焦点（5.0A） ................................................................ 4.6 ～ 5.8 V
使用フィラメント加熱電源回路 .................................................. AC 25 kHz 以下
連続陽極入力 .................................................................500 W (700 HU/s)
熱特性：
陽極熱容量 .................................................................420 kJ (600 kHU)
陽極冷却率 ...............................................................1670 W (2300 HU/s)
管装置熱容量 .............................................................1480 kJ (2000 kHU)
公称連続入力：送風機無 ...............................................................222 W (18 kHU/min)

許容環境条件
使用環境条件：
使用時環境温度 ................................................................. 10 ～ 40 ℃
使用時湿度 ..................................................................... 30 ～ 85 ％(結露ないこと)
使用時気圧 ................................................................... 70 ～ 106 kPa
輸送条件および保管条件：
輸送および保管温度 ........................................................... -20 ～ 70 ℃
輸送および保管湿度 ............................................................. 20 ～ 90 ％(結露ないこと)
輸送および保管気圧 ........................................................... 50 ～ 106 kPa- 3 -XRR-6653X

最大単発負荷定格
動作条件： 定電圧形Ｘ線高電圧装置
ステータ電源周波数 １８０ Ｈｚ
公称焦点値：０．８
700

90kV

80kV
70kV

100kV

60kV

600 110kV

管 電 流 [mA]

500125kV

50kV

150kV
40040kV

300
200
100
00.01

0.03 0.07
0.02
0.05 0.1

0.2

0.3

0.5

0.7

1235 7 10負 荷 時 間 [s]公称焦点値：０．３150

管 電 流 [mA]

125

10060kV70kV

80kV
90kV
100kV

50kV

110kV
125kV

40kV

150kV
75502500.01

0.03 0.07
0.02
0.05 0.1

0.2

0.30.50.7

負 荷 時 間 [s]- 4 -1235 7 10

XRR-6653X

最大単発負荷定格
動作条件： 定電圧形Ｘ線高電圧装置
ステータ電源周波数 ６０ Ｈｚ
公称焦点値：０．８70kV

50060kV

50kV

80kV
40090kV

40kV

100kV

管 電 流 [mA]

110kV
300 125kV
150kV
200

10000.01

0.03 0.070.02
0.05 0.1

0.2

0.3

0.50.71235 7 10負 荷 時 間 [s]公称焦点値：０．３70kV

10060kV

40kV

80kV
8050kV

90kV
100kV

管 電 流 [mA]

110kV
60 125kV
150kV
402000.01

0.03 0.070.02
0.05 0.1

0.20.30.50.7

負 荷 時 間 [s]- 5 -1235 7 10

XRR-6653X

最大単発負荷定格
動作条件： 定電圧形Ｘ線高電圧装置
ステータ電源周波数 ５０ Ｈｚ
公称焦点値：０．８50060kV

50kV

70kV
80kV

管 電 流 [mA]

400300

40kV

90kV
100kV
110kV
125kV
150kV

200

100

00.01

0.03 0.07
0.02
0.05 0.1

0.2

0.3

0.50.71235 7 10負 荷 時 間 [s]公称焦点値：０．３10060kV

50kV

40kV

70kV
80kV

管 電 流 [mA]

806090kV
100kV
110kV
125kV
150kV

402000.01

0.03 0.070.02
0.05 0.1

0.20.30.50.7

負 荷 時 間 [s]- 6 -1235 7 10

XRR-6653X

管電流特性・フィラメント特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：０．８（代表値）
700

60kV
80kV

600

15100kV
125～150kV
Ef

10400

300

200550kV

フィラメント電圧 [V]

管 電 流 [mA]

50040kV

1000044.555.5

フィラメント電流 [A](最大フィラメント電流 5.5A)

公称焦点値：０．３（代表値）
6150100kV
4100125～150kV
60kV

50250kV
40kV

003.8

4.04.24.44.6

フィラメント電流 [A](最大フィラメント電流 5.0A)- 7 -4.85.0

フィラメント電圧 [V]

管 電 流 [mA]Ef

XRR-6653X

熱特性図
Ｘ線管装置加熱・冷却曲線（周囲温度２５℃において）
1480
1400

220W

Ｘ線管装置に残存する熱量 [kJ]

冷却
1200
1000
800
600
400
200
加熱
0060

120

180

240

300

360

冷却時間 [min]陽極加熱・冷却曲線
450
冷却

陽極に残留する熱量 [kJ]

400
350

1000W
300
450W

250
200

300W
加熱

150

100W

100
50
00.1

0.2 0.3 0.5123510

冷 却 時 間 [min]

- 8 -

20 30

50100

XRR-6653X

外形図
単位ｍｍ

166

445

138138S

L

223

16.7

149

88.916.7

中心放射線かつ基準軸CENTRALRAY AND REFERENCE AXIS
12°

O 164

2224-M64-M68 DEEP
深8C

低電圧端子板結線図
９ ８ ７ ６ ５

１ ２ ３ ４ Ｅ
ＮＣ

97

FOCAL SPOT
焦点57

ＮＣ ＮＣ ＮＣ

Ｃ１Ｍ Ａ

ＥＴ

コネクタ(AMP)
キャップ 172157-1
ピン170364-1

113

O 68.8TR温度リレー
動作温度 70（±3）℃以上で開ディファレンシャル 10℃

A

焦点中心

B
-1.5mm≦A≦1.5mm-1.5mm≦B≦1.5mm

記号説明

陰極端子：
C : 共 通L : 大焦点S : 小焦点

低電圧端子：
C1 :共通M :ステータ主コイル
A :ステータ補助コイル
NC :接続線なし
ET :接地端子- 9 -TR
温度リレー（常時閉）：主放射線方向
陽極，陰極端子：IEC60526形

営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上1385番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
PJA-XRR-6653X 2022-01 Rev.0