吸光・発光計測用プレートリーダー

modelWSL-2300

Phelios AL

Phelios AL

Nano Volume Plate吸光度測定・発光測定

Phelios AL は、波長 200 ～ 999nm の範囲

微量吸光度測定（オプション）

Nano Volume Plate（オプション）を利用で吸光度測定、また発光測定が可能なプレートリーダーです。
すると 2 μ L の微量サンプルも計測可能です。

WSL-2300 Phelios AL※制御用 PC はオプションです。

測定方法ごとのモード一覧
測定方法

測定モード

吸光度測定
（ABS）

エンドポイント1 ～ 6 波長が設定可能で、それぞれの波長で指定したウェルの吸光度を 1 回測

カイネティクス

経時的にデータが計測され、それぞれの時間の測定値が表示されます。設定しスペクトル200 ～ 999nm までの設定した波長範囲、設定した波長間隔（2nm<）で吸光

エリアスキャン

マイクロプレートの各ウェル内のスキャンパターン（3 × 3 ～ 13 × 13 のエリ

エンドポイント

設定した測定時間（10 ～ 10000ms）で、指定したウェルの発光を 1 回測定

カイネティクス

経時的にデータが計測され、それぞれの時間の測定値が表示されます。設定し発光測定（LUMI）

測定プレート定します。測定値は光学濃度（O.D.：Optical Density）で表示されます。

た一定間隔で、設定した測定時間に達するまで反復測定されます。

384/96/48/24/12/6

度スペクトルを測定します。
ア）を設定して、各ウェルのエリアごとの吸光度を測定します。

96/48/24/12/6

します。相対発光単位（RLU）で表示されます。
384/96/48/24/12/6

た一定間隔で、設定した測定時間に達するまで反復測定されます。最大測定時
間は Total 300min（５hr）となります。

微量測定（NANO）

エンドポイント2 ～ 5 μ L の 核 酸 ま た は タ ン パ ク 質 を 試 料 と し て 使 用 し、 波 長 260nm とスペクトル2 ～ 5 μ L の核酸またはタンパク質を試料として使用し、波長 240 ～ 320nm280nm を測定します。また測定値から 260/280nm 比、試料濃度を換算します。

Nano Volume Plate（2nm 間隔）のスペクトルを測定します。

微量測定（NANO）を使用するには、オプションの「Nano Volume Plate」が必要です。

page-1

測定容器（プレート）一覧
Phelios AL では各種マイクロプレートをご使用いただけます。
測定時は、プリセットのプレートリストから選択して計測を実行します。

96 ウェルプレート

384 ウェルプレート

6 ウェルプレート

12 ウェルプレート

24 ウェルプレート

48 ウェルプレート

Nano Volume Plate（オプション）
2 ～ 5 μ L の微量サンプルの吸光度を測定するための専用プレートです。核酸やタンパク質の濃度定量、DNA/RNA 比計算などが可能です。

page-2吸光度測定（ABS）
・測定波長

200 ～ 999nm

・検量線の作成
・エンドポイント測定
・カイネティクス測定・スペクトル測定・ウェルエリアスキャン測定
・6 波長まで測定可能

検量線の作成Phelios AL で測定し、自動解析機能により検量線を作成できます。測定結果は EXCEL にエクスポート可能です。

カイネティクス測定
Phelios AL で測定し、自動解析機能により検量線を作成できます。
測定結果は EXCEL にエクスポート可能です。

スペクトル測定
任意の波長範囲（200 ～ 999nm）でスペクトル測定が可能です。

page-3

ウェルエリアスキャン測定
ウェルあたり 3 × 3 ～ 13 × 13 のエリア数でスキャンすることが可能です（1 波長のみ）。プレートごとに設定できるエリア数が異なります。
詳細は下表を参照ください。

プレート

エリア設定

96 ウェル

3×3 / 5×5 / 7×748 ウェル

3×3 / 5×5 / 7×7 / 9×924 ウェル

3 × 3 / 5 × 5 / 7 × 7 / 9 × 9 / 11 × 1112 ウェル

3 × 3 / 5 × 5 / 7 × 7 / 9 × 9 / 11 × 11 / 13 × 136 ウェル

3 × 3 / 5 × 5 / 7 × 7 / 9 × 9 / 11 × 11 / 13 × 13

発光測定（LUMI）
Phelios AL は PMT（光電子増倍管）を標準装備するため、発光測定が可能です。
クロストークを最小限に抑え、低バックグラウンド、広ダイナミックレンジな計測が可能です。検出限界が 1 × 10-18ATP と高く、8 桁のダイナミックレンジが得られます。
発光測定では、「エンドポイント測定」「カイネティクス測定」が可能です。
ATP アッセイ（白 vs 黒プレート）
左図は、HeLa 細胞を段階希釈して培養し、細胞数を ATP アッセイにより検出し、測定した結果を表示しました。黒プレートより白プレートの方が高いシグナル強度で検出できました。

微量測定（NANO） 最小容量 2 μ L ～、24 検体計測、スペクトル測定可能
サンプルとなる DNA や RNA、タンパク質の濃度測定は、再現性の高い実験を行うために必要不可欠です。貴重なサンプルは、微量でも精度よく測定したいものです。
Phelios AL では、オプションの「Nano Volume Plate」
を使用すれば、2 μ L ～のサンプル量で精度よく濃度測定可能です。最大 24 検体まで測定でき、プリセットモードでは DNA/RNA の精製度を自動測定可能です。測定結果は EXCEL へ出力でき、データ解析や管理に最適です。
測定結果を EXCEL へ出力

2 μ L の DW/ サンプルをアプライ

ブランク（DW）→ サンプルの順に測定

page-4

価格
商品コード

製品名3602300

WSL-2300 Phelios AL

3602301
3602302

価格

WSL-2300P-CP Phelios AL
ウェブ会員限定キャンペーン価格

WSL-2300PN-CP Phelios AL
ウェブ会員限定キャンペーン価格

キャンペーン価格¥2,300,000－¥2,550,000¥2,000,000¥2,880,000¥2,200,000

3602305

Nano Volume Plate￥330,000－

2122295

Windows PC システム

￥250,000－

ATTO WEB SITE

https://www.atto.co.jp/

WSL-2300 Phelios AL には制御用パソコンは付属しません。
ウェブ限定キャンペーンをご利用の際は、アトー株式会社 ホームページより会員登録をお願いいたします。

製品構成
製品名Phelios AL 本体

制御ソフト

WSL-2300 Phelios AL●●

WSL-2300P-CP Phelios AL

●

●

●

WSL-2300PN-CP Phelios AL

●

●

●

WSL-2300 Phelios AL

発光測定用サポートプレート

page-5

Windows PC

Nano Volume Plate

発光測定用サポートプレート

●

制御ソフト

Nano Volume Plate●●Windows PC

●

製品仕様
型式・名称

WSL-2300 Phelios AL

測定タイプ

吸光度（ABS）
・発光測定方式

吸光度測定：フォトダイオード
発光測定：光電子増倍管

測定モード

吸光度測定：①エンドポイント②カイネティクス③スペクトル④エリアスキャン
発光測定：①エンドポイント②カイネティクス
微量吸光度測定※：①エンドポイント③スペクトル

検出感度

吸光度測定：0 ～ 4.0 O.D.
発光測定：10-18 mole ATP（ダイナミックレンジ ＞ 8 桁）

測定容器（マイクロプレート）

6 / 12 / 24 / 48 / 96 / 384 ウェルプレート

測定容器（Nano Volume Plate ※）3 × 8（24 検体）

検出器 1：吸光用 / 波長

フォトダイオード / 200 ～ 999nm

検出器 2：発光用 / 波長

光電子増倍管 / 300 ～ 700nm（極大 420nm）

波長分離方式

モノクロメータ（1nm ステップ）

吸光度測定用光源

キセノン

攪拌機能あり：0 ～ 180 秒（2 段階スピード）

専用アプリケーション

計測条件設定・測定・データ保存・データ解析

対応 OS

Windows 10

外部接続端子USB × 1

寸法・質量335mm（W）× 305mm（D）× 232mm（H）・7.0kg（AC アダプター 0.5kg）

電源・消費電力

DC24V・40W

AC アダプター

入力：AC100 ～ 240V 50/60Hz 140VA

標準構成品

WSL-2300 Phelios AL 本体
USB ケーブル（A-B タイプ）、AC アダプター +AC ケーブル
発光測定用サポートプレート、USB メモリ（付属ソフトウエア）、取扱説明書

出力：DC24V 65W※ Nano Volume Plate による微量吸光度測定はオプション（300,000 円）です。

オプション製品仕様
名称

Nano Volume Plate

測定数

24 検体（3 × 8） マルチチャンネルピペット対応

測定容量2 μ L 以上

検出感度

BSA：0.1mg/mL

測定波長（WSL-2300）

240 ～ 320nm（2nm 刻み）

プリセットモード（WSL-2300）

dsDNA / RNA / ssDNA / BSA / IgG / Lysozyme
1 Abs at 1cm ＝ 1mg/mL

寸法・質量118mm（W）× 86mm（D）× 16mm（H）・240g

dsDNA：5ng/ μ L

page-6