Product Information

PIロ ー タ ノ ー ド®
ＸＲＲ－４６３１Ｇ

ロータノード XRR-4631G は，1.2 と 0.6 の多重焦点をもち，最高使用管電圧 150 kV の回転陽極Ｘ線管装置で，高速回転で使用できます。
このロータノードは陽極焦点面のクラック防止処理を施したレニウムタングステン・モリブデン張り合わせターゲットを採用しており、汎用撮影に適しております。

一般定格
電撃に対する保護の形式：程度による分類（IEC60601-1:2005+A1:2012） ............................. クラス Ⅰ ME EQUIPMENT
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 .......................................................... 定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................... 中性点接地方式
公称最高管電圧：
撮影時 .............................................................................. 150 kV
公称焦点値：
大焦点 ................................................................................. 1.2
小焦点 ................................................................................. 0.6
公称陽極入力（0.1s）：（最大入力図参照）
180 Hz
60 Hz
大焦点 ...................................................................... 100 kW
58 kW
小焦点 ....................................................................... 40 kW
23 kW
公称撮影陽極入力：
180 Hz
60 Hz
大焦点 ....................................................................... 94 kW
56 kW
小焦点 ....................................................................... 36 kW
23 kW★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

XRR-4631G

駆動特性：ステータ：ＸＳ-ＢＭ
起動時

定常時

駆動周波数
[Hz]
1806018060
電力
[W]
3600
1760320240
電圧 3)5)[V]
26014070504)
電流[A]1513.555
起動時間 1)7)
[s]
1.3
1.3
分相コンデンサ容量[μF]
20652065
制動時間 2)7)[s]
3.0 / 60V (DC)
注 1) 駆動特性表に記載している起動時間は，0～高速回転に要する値です。透視と撮影を繰り返す
低速～高速回転起動の場合は，起動時間は記載値の 2/3 になります。
2) 高速回転から停止までの時間です。
3) 主コイル－コモン間電圧。
4) コモン電流。
5) 表中の各電圧値は、1.1 倍を超えて印加しないこと。
6) 高速での使用頻度は、1 分間に 2 回を超えないこと。
7) 起動、制動時間は、表中各値の 1.1 倍を超えて印加しないこと。
8) 上記は、推奨の駆動条件です。下記の注）を満たす条件であれば、装置側で別の組み合わせで駆動させることができます。
陽極回転数：
180Hz 電源 ................................................................... 9700 min-1 以上
60Hz 電源 ................................................................... 3120 min-1 以上
ステータ抵抗：共通－主コイル ........................................................................ 6 Ω
共通－補助コイル ..................................................................... 11 Ω
絶縁抵抗（低電圧側） .............................................................. 2 MΩ 以上
正常使用における管容器温度範囲 ................................................... 16 ～ 75 ℃
動作モード .............................................................................. 間欠- 2 -XRR-4631G

機械的定格：
外形寸法：
全 長 .............................................................................. 445 mm
最大部直径 .......................................................................... 166 mm
ターゲット：
角 度 ................................................................................ 12°
直 径 .............................................................................. 100 mm
材 質 ................................................................ レニウムタングステン
ろ過：
固有ろ過 .................................................. 1.1 mm Al / 75 kV IEC60522:1999
追加する付加フィルターの許容厚さは 0.4mm から 1.5mm ........................ 2.6 mm Al / 75 kVＸ線遮蔽：
IEC60601-1-3:2008 を満足する。
漏洩線量測定条件 ............................................................ 150 kV, 3.4 mA
Ｘ線照射範囲 ................................................... SID 1000 mm にて 430 × 430 mm
質 量 ............................................................................... 約 20 kg
高電圧端子 ........................................................ IEC60526 Corrigendum1:2010
冷却方式 .................................................................. 自然または強制空冷
管容器型式 ........................................................................... XH-1019
使用位置 ................................................................................ 任意- 3 -XRR-4631G

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
最高使用管電圧：
撮影時 .............................................................................. 150 kV
陽極（または陰極）アース間 ............................................................. 75 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 40 kV
最大使用管電流：（定電圧，高速回転）
大焦点 ............................................................................. 1000 mA
小焦点 ............................................................................ ．400 mA
最大フィラメント電流：
大焦点 ............................................................................... 5.2 A
小焦点 ............................................................................... 5.1 A
フィラメント電圧：
大焦点（5.2A） .............................................................. 11.3 ～ 15.4 V
小焦点（5.1A） ................................................................ 5.9 ～ 8.1 V
使用フィラメント加熱電源回路 .................................................. AC 25 kHz 以下
連続陽極入力 ................................................................ 300 W (420 HU/s)
熱特性：
陽極熱容量 ................................................................ 285 kJ (400 kHU)
陽極冷却率 .............................................................. 1200 W (1690 HU/s)
管装置熱容量 ............................................................ 1480 kJ (2000 kHU)
公称連続入力：送風機無 .............................................................. 222 W (18 kHU/min)

許容環境条件
使用環境条件：
使用時環境温度 ................................................................. 10 ～ 40 ℃
使用時湿度 ..................................................................... 30 ～ 85 ％(結露ないこと)
使用時気圧 ................................................................... 70 ～ 106 kPa
輸送条件および保管条件：
輸送および保管温度 ........................................................... -20 ～ 70 ℃
輸送および保管湿度 ............................................................. 20 ～ 90 ％(結露ないこと)
輸送および保管気圧 ........................................................... 50 ～ 106 kPa- 4 -XRR-4631G

最大単発負荷定格
動作条件：定電圧形Ｘ線高電圧装置
ステータ電源周波数 １８０Ｈｚ
公称焦点値：１．２1000
900

100kV 90kV 80kV 70kV
110kV60kV125kV50kV

管 電 流 [mA]

800700

40kV

150kV

6005004003002001000.010.030.07
0.02
0.05 0.1

0.20.30.51235 7 100.7

負 荷 時 間 [s]公称焦点値：０．６400350110kV

100kV

90kV 80kV 70kV 60kV 50kV

125kV
40kV

管 電 流 [mA]

300 150kV
250200150
100
500.010.03
0.070.02
0.05 0.1

0.2

0.3

0.510.7

負 荷 時 間 [s]- 5 -23

5 7 10XRR-4631G

最大単発負荷定格
動作条件：定電圧形Ｘ線高電圧装置：ステータ電源周波数 ６０Ｈｚ
公称焦点値：１．２

管 電 流 [mA]

1000
90070kV

80080kV

70090kV

600100kV
110kV

60kV
50kV
40kV

500 125kV400150kV

300
20010000.01

0.030.070.02
0.05 0.1

0.2

0.30.51235 7 100.7

負 荷 時 間 [s]公称焦点値：０．６60kV

40035050kV

70kV
40kV

80kV

管 電 流 [mA]

30090kV

100kV
250110kV
200125kV
150kV

150
100
5000.010.030.070.02
0.05 0.1

0.2

0.30.510.7

負 荷 時 間 [s]- 6 -235 7 10

XRR-4631G

管電流特性・フィラメント特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：１．２（代表値）
1000

1760kV80kV15100kV

管 電 流 [mA]

125kV
600

13150kV

40011Ef

フィラメント電圧 [V]80050kV
2000940kV

4.04.24.44.64.8

5.05.2

7

フィラメント電流 [A]

公称焦点値：０．６（代表値）
400

1060kV80kV

3509100kV8125kV
150kV

250
200

76Ef

150

550kV

100

440kV

50034.0

4.2

4.44.6

フィラメント電流 [A]

- 7 -

4.8

5.05.12

フィラメント電圧 [V]

管 電 流 [mA]300

XRR-4631G

熱特性図
Ｘ線管装置加熱・冷却曲線（周囲温度２５℃で）
1480
1400

220W

Ｘ線管装置に残留する熱量 [kJ]

冷却
1200
1000
800
600
400
200
加熱
0060120

180

240

300

360

810

冷 却 時 間 [min]陽極加熱・冷却曲線285

陽極残留（または蓄積）する熱量 [kJ]

冷却250200150100300W
50
加熱00246冷却（または負荷）時間 [min]注）加熱曲線は撮影時のＸ線管への平均最大入力の例を示します。

- 8 -XRR-4631G

外形図
単位ｍｍ

71O 68低電圧端子板結線図

12 3 4 E

NC NC NC114

9 8 7 6 5NC
C1 M A

579785ET
温度リレー(常時閉)注）端子１と端子５または端子６を直列に接続しないでください。

焦点O 166

138

陽極

164

O9138445

8912°

4-M6 深さ 82陰極

焦点中心
A

記号説明
陰極端子：
Ｃ ...... 共通
Ｌ ...... 大焦点
Ｓ ...... 小焦点
低電圧端子：
Ｃ１ .... 共通
Ｍ .... ステータ主コイル
Ａ .... ステータ補助コイル
ＥＴ .... 接地端子
ＮＣ .... 接続線なし

B-1.5mm≦A≦1.5mm-1.5mm≦B≦1.5mm：主放射線方向
陽極，陰極端子：IEC60526 形- 9 -

営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/eng/company/quality.htm を参照ください。

PJ-XRR-4631G 2018-11