エレクトロダイナミック方式 ダストモニター〔 排ガス濃度高精度連続測定 〕〔 バグフィルター性能監視 〕

高速デジタル通信

ダストモニター最大の機能を有しながらも、高速データ処理を実現。
瞬時の濃度変化も見逃さない。
バグフィルターの異常ろ布特定をディスプレイにて表示。

VIEW 370PLUS
VIEW Ex800

VIEW 370

独創的な測定方式でダストモニターの概念を一新
超低濃度測定・高速応答とフリーメンテナンスを実現

CAT.No.Z1-204-1610J

エレクトロダイナミック方式ダストモニター
エレクトロダイナミック方式によるユニークな原理のダストモニターで一般的な摩擦電荷方式（トリボ式）や従来の光学的な検出方法と比較して、プローブへのダスト付着の影響を受けにくい高分解能・高安定なダストモニターです。

エレクトロダイナミック方式ダストモニターの基本モデルです。低濃度から高濃度まで、あらゆるプロセスの煤じん濃度測定に活用可能。

エレクトロダイナミック方式ダストモニターのATEX認証防爆モデルです。

VIEW 370シリーズの性能はそのままに、危険エリアにての測定が可能です。

■特 長● プローブへの付着や汚れにほとんど影響されません。

● フリー電源採用：AC90〜260V● 超高感度0.01〜1000mg/m3● 超高温対応可能：MAX800 ℃● テフロン被覆やFRP被覆が製作可能（VIEW 370・370PLUS）● 16 チャンネルセンサ対応（VIEW 370PLUS）● 高湿度ガスも特殊エアパージにて測定可能（VIEW 370・370PLUS）● 当社 他機種との共通バス接続可能（VIEW 370PLUS）

焼却炉
排ガス設備での活用■動作原理
静電誘導を応用して非接触で検出します。

焼却炉

ダクト内を移動する帯電粒子の電荷移動をセンサ

この信号を測定し、交流的レスポンスに変換します。粒子が直接プローブに衝突する際に発生する摩擦電流は（直流的レスポンインターフェースモジュールス）特殊な回路でカットし安定した出力を実現しています。流速変化に影響されない波

ダスト粒子形制御や先進の自己診断機能を有しており

PCME VIEW370

安定した測定が可能です。非接触検出ですのでテフロンやFRP被覆が製作可能です。

1● アラーム

出力● 濃度出力● PC接続電源

操作モード操作性を重視しておりますので、素早く確実に目的の設定画面に到達する事が出来ます。
ロガーも装備しており、視認性良好なディスプレイと操作性の良いキーパッドにより、状況の分析や設定を容易に実施出来ます。専用の PCソフトにてロガーのダウンロードやオンライントレンドにより PC にて状況の分析が可能です。更にPCとの接続により機器の設定もPCにて可能になります。

エレクトロダイナミック方式ダストモニターの最高峰モデルです。

1台のインターフェースモジュールで最大16台のセンサを接続可能。計装信号を全数取り出しも可能ですが、パソコンでの集中監視に最適です。

●PCトレンド画面● 指示画面 バーグラフ表示（ VIEW 370）

● 指示画面 リアルタイムトレンド表示（VIEW370）

薬剤噴霧装置においての噴霧量監視

バグフィルターの性能監視

排ガス煤塵濃度連続監視ろ布の 初期不良発見● 不良 ろ布の特定

最終排出口においての煤塵濃度をフリーメンテナンスにて高精度測定

噴霧量異常・配管詰まりを監視● 薬剤量低減によるコストダウン● 噴霧量監視による粉塵爆発の防止●●

相対濃度50.000

相対濃度5.000

40.0004.000

mg/Nm350.000異常なろ布

40.0003.000

30.00030.0002.000

20.00020.0001.000

10.000

0.000

0.000

10.000
0.000

煙突

活性炭

消石灰

反応塔

減温塔

洗浄塔

バグフィルタ

最終排出口では検出できない、または 検出が遅れてしまう装置の異常を 上流プロセスにて監視。

2シングルレイアウト

VIEW 370 システムレイアウト
インターフェイスモジュールPC

データケーブル
電源

DC4〜20mA
2×アラームマルチレイアウト（センサ×4）

VIEW 370PLUS システムレイアウト
マルチコントローラ

PC

4×DC4〜20mA
4×アラーム

データケーブル
電源

VIEW 370 インターフェースモジュール

VIEW 370PLUS マルチコントローラ

■標準仕様

■標準仕様

電源：AC90 〜260V 1A（50/60Hz）

電源：AC90 〜260V 1A（50/60Hz）

出力：DC4〜20mA（絶縁型 負荷抵抗 max500Ω）
シリアルRS232C・RS485
リレー接点 1c×2（AC250V 2A）

出力：DC4〜20mA×4（絶縁型 負荷抵抗 max500Ω）
シリアル
RS232C・RS485
リレー接点 1c×4（AC250V 2A）

入力：4 デジタル入力（プラント ON/OFF、バグクリーニングパルス等）

センサ接続点数：1 点分

解能：＜ 0.01mg

自己診断機能：通信・プローブ絶縁・ZERO・SPANチェック

センサ接続点数：1−16点分

メ モ リ 容 量：短 期
7 日間 @1分（1センサ） パルス
2 時間 @1秒
アラーム 500 個

解能：＜ 0.01mg

自己診断機能：通信・プローブ絶縁・ZERO・SPANチェック

ハ ウ ジ ン グ：保護等級 IP65 材質 ADC（エポキシコーティング）
ディスプレイ：LCD（バーグラフ・数値・トレンド表示等）

メ モ リ 容 量：短 期
7 日間 @1分（4 センサ）パルス
2 時間 @1秒
アラーム 500 個
ハ ウ ジ ン グ：保護等級 IP65

許 容 温 度：周囲温度 −10℃〜＋55 ℃

材質 ADC（エポキシコーティング）

ディスプレイ：LCD（バーグラフ・数値・トレンド表示等）
許 容 温 度：周囲温度 −10℃〜＋55 ℃

12582
奥行：80

PCME VIEW370 PLUS

PCME VIEW370

奥行：91

4-Φ6.53160■外形図

222204110

■外形図

260
240

4-Φ6.5

マキシマムレイアウト

VIEW 370PLUS マキシマムレイアウトSTACK602

システムレイアウトの構築

QAL181MODBUSネットワークにより、
VIEW 370 PLUSは 16台までSPURセンサ及びその他モジュールを認識可能です。

SPUR※QAL181、STACK 602と接続する
場合は専用のマルチコントローラが必要です。

SPUR

SPUR（スパー）の活用

PSU リピーターの活用
ケーブル長さが規定値（ 1000ｍ）を超える場合は、PSUリピーターを設ける事によりケーブルの延長が可能になります。

SPUR

ネットワーク中のセンサを、点検や故障等の理由で ネットワークから1台取り外すとこのセンサより後流側のセンサは通信不能になります。

SPUR（詳細はご相談ください）

SPUR

ただし、各センサに1 台づつSPUR（スパー）を設ける事により、センサを取り外しても SPUR が通信を維持します。

SPUR
SPUR
SPUR

危険場所
アイソレーション
スパー

PSU リピーター

VIEW Ex800
電源

VIEW 370PLUS

SPUR

マルチコントローラ

SPUR

MAX
16台！

SPUR

SPUR

PC

最大16 台のセンサをフィールドバスでコントロール。
電源

SPUR
データケーブル

リレーアウトプットモジュール【オプション】
ROM

4×DC4〜20mA
4×リレー出力アナログアウトプットモジュール【オプション】
ROM

AOM

AOM

8×DC4〜20mA
8×DC4〜20mA
8×リレー出力
8×リレー出力

オプション

ROM

SPUR

（リレーアウトプットモジュール）

（スパー）

251

奥行：56.5

DC4〜20mA×8（負荷抵抗500Ω）

177

81

65

100

81

177

PSU リピーター奥行：56.5リレー接点1C×8（AC250V1A）

81

AOM（アナログアウトプットモジュール）

奥行：45

奥行：56.5

電源AC90〜260V 50/60Hz

4VIEW 370/ VIEW 370PLUS センサ■ センサ標準仕様
ハ ウ ジ ン グ：保護等級 IP65

材質 ADC（エポキシコーティング）

許 容 温 度：周囲温度 −25 ℃〜 55 ℃
排ガスダクト内温度 −25 ℃〜250℃（標準仕様）−25 ℃〜400℃（中高温仕様）−25 ℃〜800℃（高温仕様）

マルチコントローラ
操作・表示

プ ロ ー ブ 長：max1500mm（1500mmを超えるものは打ち合わせ要）
プ ロ ー ブ 材 質：SUS316・テフロン（オプション テフロン被覆）
07/11/05

15:17

センサ接続口径：ねじ込み R1・1/2 以上（オプションにて小口径製作可能）

Stack1 Stack2
Dust
Dust
100

100

100

T

T

100

ケ ー ブ ル 仕 様：4芯シールドケーブル 0.5sq 50Ω/km（max1000m シングルレイアウト）

TE
X
T
0.0

0.76

34.27

0.02.46

バーグラフ表示画面■ センサ外形図
標準センサ（〜250℃）
210
80

15:17

<Pulse10050

R1・1／2

122×12250

07/11/05

デバイス Stack1 Dust

L1L3
Φ150.0Φ245.03

Φ42.7

0.0

接地電極

プローブ
絶縁物：テフロン

テフロン被覆センサ（〜250℃）

07/11/05

正常S／Cチェック

正常

通信チェック

正常

≒240
80

English
時間／日付4-20mA設定
リレイ設定

L144

Φ25

耐熱センサ（高温〜800℃）

122×12250

Stack1 Dust

接地電極

JIS10K50A

システム設定デバイス自動検出

絶縁物：セラミック

放熱フィン

15:17

L3

プローブ

自己診断機能表示画面

07/11/05

44
Φ12

SPANチェック

有効L1L3

Φ12

有効80
122×12250

正常Φ25240ZEROチェックΦ27.2

耐熱センサ（中高温〜400℃）

校正

有効センサ設定

プローブ
テフロン被覆接地電極

15:17

メンテナンス中止

i デバイス Stuck1 Dust

R1・1／2

122×12250

トレンドグラフ表示画面

L3
Φ2480

14:52:00

Φ42.7

13/11/07

Φ27.2

13/11/07

LIVE 14:52:00

L12100.00

絶縁物：セラミック

ロガーサンプリング時間
機能設定

遮熱板

150

デバイス編集JIS10K50A
放熱フィン

構成・設定表示画面
溶融炉・溶解炉等の、高温・高ダストプロセスもご相談ください。

5

VIEW Ex800 システムレイアウト
Ex800 型は、測定原理・能力はそのままにATEX 指令に適合した本質安全防爆方式のダストモニターです。
ガスゾーン 0,1& 2 ダストゾーン 20, 21& 22での使用が可能です。

危険場所

非危険場所

アイソレーションスパー

インターフェースモジュール

ATEX

データケーブル

データケーブル

Category 1, 2 and 3

max500m

max500m

EXⅡ 1 G EEX ia ⅡC T4,EX Ⅱ 1 D (T 71°C)

DC4〜20mA2×アラーム

電源Gas Zones 0.1&2 and Dust Zones 20, 21&22※VIEW Ex800PLUSはセンサ16台まで接続可能

VIEW Ex800 標準仕様
■インターフェースモジュール■センサ

電源：AC90 〜260V 1A（50/60Hz）

ハ ウ ジ ン グ：保護等級 IP65 材質 ADC（エポキシコーティング）

出力：DC4〜20mA（絶縁型 負荷抵抗 max500Ω）
シリアル
RS232C・RS485
リレー接点 1c × 2（AC250V 2A）

許 容 温 度：周囲温度 −20℃〜 55 ℃
排ガスダクト内温度 −20℃〜250℃（標準仕様）

解600, 800, 1000mm

能：＜ 0.01mg

プ ロ ー ブ 材 質：SUS316
PEEK（ポリエーテルエーテルケトン）

自 己 診 断 機 能：通信・プローブ絶縁・ZERO・SPANチェック7 日間 @1分
2 時間 @1秒
アラーム 500 個

メ モ リ 容 量：短 期（1センサ）
パルス

センサ接続口径：ねじ込み BSP 1・1/2 以上、またはフランジ取付 50A 以上
ケ ー ブ ル 仕 様：4芯シールドケーブル 0.5sq 50Ω/km（ max500m × 2）

ハ ウ ジ ン グ：保護等級 IP65 材質 ADC（エポキシコーティング）
デ ィ ス プ レ イ：LCD（バーグラフ・数値・トレンド表示等）
許 容 温 度：周囲温度※ 高温（Max 400℃）高圧（Max50 bar）用
VIEWEx 820 型もございます。

−10℃〜 55 ℃

■ VIEW Ex800 外形図
インターフェースモジュール

センサ

222
204

80

アイソレーションスパー
220
204

L

143

Φ17
Φ33

PCME VIEW Ex800

122×122

82
12530

絶縁物

82122分

プ ロ ー ブ 長：100, 200, 300, 400, 500,

プローブ

1·1/2 BSP

4-Φ6.5
奥行：80

4-Φ6.5
奥行：806プローブ寸法の決定方法
正確な測定を維持するためにプローブ長は下記の条件を満たす必要があります。

プローブ長：
高精度な測定のために、プローブ長はダクト半径と同じかそれ以上が必要です。

H（取付座高）接地電極長 ≧ H

接地電極長：

プローブ長 ≧ 1/2 φD

接地電極長さは取付座高さと同じか、それ以上でないと測定に影響が出るので確認ください。

φD（ダクト内径）

センサ取付位置の選定
センサ

センサの最良な取付場所は粒子分布が平均していて流れが直線的なところです。
曲折部や障害物がなく、センサの上流 及び 下流側に少なくともダクト径の 3 倍の直管部が必要です。

推 奨
φD（ダクト外径）※ダクト径の 3 倍の直管部が取れない場合は、直管部にて上流側：下流側 /2：1の比率にて取付けてください。

FLOW

ダクト直胴部≧3D

直胴部≧3D

良い例

悪い例※どうしても直管部の距離が取れない場合は、曲折部の内周側では無く外周側にセンサを取付けてください。

絶対値校正
y＝MIN 3Dz＝300 〜1D

a＝MIN 3D

手分析位置

D＝MIN250

センサFLOW

この計器は手分析結果（分析業者による）に数値校正する事により絶対値での運用が可能になります。
手分析施工時間を計器に入力する事により計算と校正が行える独自のソフトウェアーを装備しております。

Line of business

a＝手分析位置より排出口までの距離

3D（直径×3 ）以上

y＝センサ取付位置より上流側直管距離

3D 以上

z＝センサ取付位置より手分析位置までの距離

300mm 〜 1D

粉・粒・液体………レベル制御機器総合メーカー●

回転式レベルスイッチ●

フロースイッチ●

振動式レベルスイッチ●

電極式レベルスイッチ●

振子式レベルスイッチ●

フロート式スイッチ●

音波式レベルスイッチ●

フロート式レベルメータ●

静電容量式レベルスイッチ●

超音波式レベルメータ●

静電容量式近接センサ●コンベア周辺機器

URL http://www.kansai-automation.co.jp●

静電容量式レベルメータ●

ダストモニター●

ダイヤフラム式レベルスイッチ●

ジルコニア酸素濃度計●

チルトスイッチ●

レーザー式レベルメータ

東 京 支 店 〒105-0013 東京都港区浜松町１丁目29-6 TEL.03-5777-6931 FAX.03-5777-6933
名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市千種区内山3丁目31-27 TEL.052-741-2432 FAX.052-741-1588
九 州 営 業 所 〒802-0001 北九州市小倉北区浅野1丁目2-39 TEL.093-511-4741 FAX.093-511-4580●

リーク式レベルスイッチ●

電波式レベルメータ●

マイクロウェーブ式スイッチ●

液体濃度・濁度計●

サウンジング式レベルメータ●

超音波流量計※ご使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
※予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

本 社 〒530-0056 大阪市北区兎我野町2番14号
TEL.06-6312-2071・FAX.06-6314-0848
e-mail: infoj@kansai-automation.co.jp

代理店