KR3000シリーズ

グラフィックレコーダ
KR3000シリーズは、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイとタッチパネル操作方式を採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。
集録周期は約100ｍｓ／全点 ※ 、精度は±0.1％FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード（CFカード）に保存できます。
イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからＷebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのＦＴＰ転送やＥメール通報などが可能です。

■特長●大画面12.1形TFTカラー液晶ディスプレイを採用
視認性に優れた大形ディスプレイに多彩な表示機能を搭載。
リアルタイム／ヒストリカルトレンド表示をはじめ、バーグラフ表示、数値表示など用途に応じて選択できます。
また、任意で選択した4画面の同時表示機能を用意。画面へのタッチ操作により個別画面への切り替えが簡単に行えます。

＊ 画面はハメコミ合成です。

■形式KR31□□−□□Ａ−□□□●大容量データメモリー・多彩な記録方式
およびUSB
外部メモリーとしてコンパクトフラッシュカード（CFカード）メモリー用ポートを標準装備。最大8GBの大容量記録が可能です。
曜日時刻や日付時刻によるスケジュール記録、外部信号やイベントなどによる記録スタート、警報などのトリガ点前後データ記録などの多彩なデータ保存方法を選択できます。

測定点数
20：12点（100ms仕様）
40：24点（100ms仕様）
60：36点（100ms仕様）
80：48点（100ms仕様）
21：12点（1s仕様）
41：24点（1s仕様）
61：36点（1s仕様）
81：48点（1s仕様）
通信インターフェイス（オプション）
Ｎ：なし
Ｒ：上位通信（RS-232C）
S ：上位・下位通信（RS-422A／RS-485）
接点入力／警報出力（オプション）
０：なし
１：警報出力 12点（a接点）
２：警報出力 6点（c接点）３：警報出力 24点（a接点）
４：警報出力 12点（c接点）５：警報出力 12点（a接点）＋警報出力6点（c接点）
Ａ：無電圧接点入力 8点
Ｂ：無電圧接点入力 8点＋警報出力12点（a接点）
Ｃ：無電圧接点入力 8点＋警報出力 6点（c接点）
Ｄ：無電圧接点入力 8点＋警報出力24点（a接点）
Ｅ：無電圧接点入力 8点＋警報出力12点（c接点）
Ｆ：無電圧接点入力 8点＋警報出力12点（a接点）＋警報出力6点（c接点）
その他（オプション）
空白：なし−1NN：カスタムグラフィック機能●多点を高精度・高速で安定記録±0.1％FSの高精度を実現。
約100ｍｓ／全点※の高速集録、高速でも安定した測定・記録ができます。
入力チャンネル間の耐電圧は1000V AC（測温抵抗体入力をのぞく）と高耐圧です。
●マニュアルレスで簡単操作・設定
タッチパネル操作方式と各機能の専用キーにより、簡単操作を実現。
タッチ操作でリアルタイムトレンド、ヒストリカルトレンドのスクロールなど豊富な機能を使用可能。
また、付属のタッチペンで画面へ直接コメントの書き込みができます。
●弊社調節計の設定・表示が可能
下位通信（オプション）に最大16台の弊社調節計を接続し、パラメータ設定、設定値・測定値などを表示・記録ができます。
●LAN環境ネットワーク対応
イーサネットを標準装備し、ブラウザによる遠隔からのモニタ、FTPサー
バ、FTPクライアントおよびＥメール通報など多彩なネットワーク環境にまた、イーサネットによる下位通信も可能です。
対応します。
●解析・データ集録用アプリケーションソフト
（TRAMS）を用意
レコーダで集録したデータファイルの再生表示や編集作業が簡単に行えます。

●カスタムグラフィック機能（オプション）
添付のPCソフト（別売のKR Screen Designer）
で画像や数値、文字を組み合わせて作成した自由な画面を表示することができます。
※測定周期100ms仕様で対応

1

PR-110-8KR3000シリーズ■表示画面●リアルタイムトレンド表示画面●カスタムグラフィック画面●数値表示画面●4画面同時表示■付属のタッチペンで書き込み■接続構成例

選択グループのリアルタイムトレンド表示。
縦、横と円（サーキュラー）
トレンド表示を用意。

測定データとユーザが作成した画像を重ねて表示。
画面は専用ソフトで自由に作成可能。

選択グループの測定データ、警報状態同時表示。

表示された4画面から個別画面をワンタッチで選択し切り替え可能。

Webブラウザアプリ
ケーション

FTPサーバ

イーサネット

外部メモリー（USBメモリー）

RS-422A／RS-485PLC

KEDB

RS-422A／RS-485

PLC2※RS-422A／RS-485との併用不可

PLC
KR2000PR-110-8＊オプションMODBUS TCP対応機器

■警報仕様■入力仕様

測 定 点 数 ：12点、24点、36点、48点：
フルマルチレンジ
入 力 種 類 直流電圧…±13.8mV、±27.6mV、±69.0mV±200mV、±500mV、±2V±5V*、±10V*、±20V*、±50V*（* 分圧抵抗内蔵）
直流電流…受信抵抗を外付けにより対応（別売）
熱電対…B、R、S、K、E、
J、T、
N、
PtRh40-PtRh20、
W-WRe26、C（WRe5-WRe26）、
PlatinelⅡ、
NiMo-Ni、
CR-AuFe、U、
L
測温抵抗体･･･Pt100、JPt100、
Pt50、
Pt-Co
精 度 定 格 ：測定レンジ・精度定格の表参照
基準点補償精度 ：K、E、J、T、N、PlatinelⅡ…±0.5℃以下
R、
S、W-WRe26、C（WRe5-WRe26）、
NiMo-Ni、
CR-AuFe、U、
L…±１.０℃以下
測 定 周 期 ：100ms仕様・・・約100ｍｓ／全点
1s仕様
・・・約300ｍｓ／全点
バ ーン ア ウト：熱電対入力および測温抵抗体入力において入力信号の断線を判定。入力ごとにUP／DOWN／なしの選択可能
ス ケ ーリング ：レンジ／スケール任意設定
デジタルフィルタ：FIRフィルタ
許容信号源抵抗 ：熱電対入力（バーンアウトなし）
・直流電圧入力（±2V以下）1ｋΩ以下
直流電圧入力（±5V以上）100 Ω以下
測温抵抗体 １線当たり10 Ω以下（3線とも等しいこと）
入 力 抵 抗 ：直流電圧、熱電対入力 約１ＭΩ設
定数 ：各点最大4設定
警 報 種 類 ：上限、下限、差上限、差下限（不感帯の設定可能）、異常データ
警報オンディレイ：ディレイ時間設定範囲 0〜3600秒
警 報 設 定 ：AND／OR 選択可能
警 報 出 力 ：オプション仕様参照

■表示仕様

表示
器 ：12.1形TFTカラーLCD
表 示 種 類 ：測定データ表示（トレンド表示、数値表示、バーグラフ表示）
ヒストリカルトレンド表示（リアルタイムトレンドとの同時表示可）
情報表示（警報表示、マーカリスト、ファイルリスト）
設定画面（警報、演算、メモリー、システム、メンテナンス、通信など）
トレンド 表 示 ：表示色48色より選択
画面数 6画面（6グループ）
表示点数 1画面あたり最大56点
表示方向 縦、横、または円
線太さ １〜５ドットより選択
スケール表示 4スケール
タグ・数値表示 あり／なし選択
マーカ表示
データ数値表示 ：画面数 6画面（6グループ）
表示点数 1画面あたり最大56点
表示内容 測定値、チャンネル／タグ、単位、警報状態
バーグラフ表示 ：表示色48色より選択画面数 6画面（6グループ）
表示点数 1画面あたり最大56点
表示方向 縦または横
スケール表示 1スケール
情 報 表 示 ：警報表示（警報の発生・解除履歴表示）
マーカリスト
ファイルリスト（グループデータファイルのリスト表示）
機器情報（形式、製造番号、オプション 他）
ＬＣＤバックライ
ト：自動／手動オフ機能
輝度 ４段階調整

最大入力印加電圧：熱電対入力（バーンアウトなし）
・
直流電圧入力（±2V以下）…最大±10V DC
直流電圧入力（±5V〜±50V）…最大±60V DC
熱電対入力（バーンアウトあり）
・
測温抵抗体入力…最大±6V DC
最大コモンモード電圧：30V AC
チャンネル間絶縁耐圧：各チャンネル間1000V AC以上
（高耐圧半導体リレー使用）（測温抵抗体のB端子はチャンネル間を内部で短絡）
コモンモード除去比：120dB以上
シリーズモード除去比：50dB以上■記録仕様＊液晶ディスプレイは常時点灯しない画素が存在することがあります。液晶の特性上明るさにムラを生じることがありますが、故障ではありませんのでご了承ください。

内 部メモリー ：フラッシュメモリー（容量 8ＭＢ）
外 部メモリー ：CFカード（容量 32ＭＢ〜8GB）256MB標準添付
推奨 アペイサーテクノロジー株式会社殿製
USBメモリーを用いて内部メモリーをコピー可能（最大8GB）
推奨 ハギワラソリューションズ株式会社殿製記 録 周 期 ：100、200、500ｍｓ
1、2、3、5、10、15、20、
30s
1、2、3、5、10、15、20、30、60min
記 録 デ ー タ：測定データ…ファイル名称（グループ名）、
記録開始年月日時刻、タグ、測定データ、警報状態・種類、マーカテキスト
保 存 形 式 ：バイナリ／ＣＳＶ形式選択可能
保 存 方 法 ：手動開始・停止（専用キー、タッチパネル操作）
スケジュール（曜日時刻、日付時刻指定）
トリガ信号（警報イベント、接点入力）
トリガ点前後データ記録※プリトリガの選択が可能
プリトリガ測定回数 最大950データ
記 録グループ ：56点／グループを6グループまで登録可能（トータルで128点までの登録）■直接書き込み仕様
保存 ：内部メモリー／外部メモリーの記録ファイルへ付加。
外部メモリーファイルは記録データをバイナリ形式で保存時のみ対応
線
太さ：10段階より選択
表示
色 ：16色より選択
描画可能画面 ：リアルタイムトレンド、ヒストリカルトレンド
最大描画点数 ：1ファイルあたり8000点（※）（※）軌跡を構成する素点■通信機能●ネットワーク媒
体 ：イーサネット（10BASE-T／100BASE-TX）
F T P サ ー バ ：ネットワーク上のコンピュータからデータファイルを読取り
FTPクライアント：ネットワーク上のサーバにデータファイルを転送
S N T Pサーバ ：SNTPクライアントへ時刻データを提供
SNTPクライアント：ネットワーク上のSNTPサーバと時刻を同期
W e b サ ー バ ：HTTP1.0準拠… 表示、警報、メンテナンス情報などをブラウザソフト表示
E - M a i l ：警報発生時、指定時刻でメール通報
指定時刻通報データ、全登録データより任意選択
SSL、TLS対応
通知アドレス 最大８箇所
MODBUS TCP ：対応機器のデータを収集および書き込み■演算仕様

演 算 点 数 ：最大128点
演 算 周 期 ：100ｍｓ／全点
演 算 種 類 ：算術演算 加算、減算、乗算、除算、剰余、べき乗
比較演算 等値、非等値、大、小、等値・大、等値・小論理演算 論理積、論理和、排他論理和、否定
一般関数 小数点以下切上げ、小数点以下切捨て、絶対値
平方根、eべき乗、自然対数、常用対数
積算演算 アナログ積算、デジタル積算
チャンネルデータ演算
測定データへの演算、演算結果データへの演算、
移動平均、過去データ、1次遅れフィルタ
その他
露点、相対湿度、F値、風向、16方位表示、時間あたり増加量（設定した単位時間あたりの増加量）、
CFカード残量、折れ線近似、
通信入力●ＵＳＢ通信媒体 ：USB2.0（Full speed）、ホスト機能USBメモリーを外部メモリーとして使用可能※全てのUSBメモリーの動作保証をするものではありません。

3PR-110-8KR3000シリーズ■設定・操作仕様■オプション仕様

操 作 方 法 ：タッチパネル操作／専用キー操作
操作キーの種類 ：HOME、MENU、DISP、MARKER、SCROLL、CURSOR、START、STOP、上下・左右キー、ENTER、ESC
H O M E 設 定 ：簡易記録設定…全入力チャンネル共通で入力
パラメータ一括設定、記録周期、選択設定
ＭＥＮＵ設 定 ：入力・演算設定…入力パラメータ、演算パラメータ
表示設定…データチャンネルパラメータ、グループパラメータ
共通パラメータ（組合せ表示、トレンド縦／横）
警報設定
ファイル設定（6ファイル個別）…保存方法設定
マーカテキスト設定
システム設定…通信、時計、メンテナンス、キーロック、パスワード、
スクリーン 他ＤＩＳＰ 操 作 ：運転画面選択…トレンド、データ、バーグラフ、ヒストリカルトレンド、警報表示、マーカリスト、、カスタムグラフィック
各画面での表示選択…グループ1〜6選択

オプション名内 容

警報出力

警報発生時、入力異常時にメカリレー接点を出力
出力点数：24点（a接点）、12点（a接点、c接点）、6点（c接点）
接点容量：メカリレー…100VAC 0.5A、240VAC 0.2A
30V DC 0.3A
上位機器通信用インターフェイス
上位に接続した機器・パソコンによるデータ
上位通信
操作に使用
（RS-232C） 集録およびパラメータ設定、RS-232C（MODBUS）※イーサネットは標準装備

上位・下位機器通信用インターフェイス
RS-422A／RS-485（MUDBUS）
を切り替え
下記3種の機能より1種選択して使用●上位機器通信用インターフェイス
上位に接続した機器・パソコンによるデー
タ集録およびパラメータ設定、操作に使用●下位に接続した弊社機器の入力データ、PLCレジスタ内データを記録。
および最大16台の弊社調節計のパラメー
タ設定、設定値・測定値などを表示・記録
記録点数：12点仕様…108点
24点仕様…96点
36点仕様…84点
48点仕様…72点
測定周期：接続機種1台につき1s
接続機種：KE、SE3000、KR2000、KR3000、
KR2S、
KR3S
LE5000、AL3000、
AH3000、AL4000、AH4000、DB1000、2000、
LT230、830、350、370、450、
470、
DB600
通信DP-G（データ取得のみ）インターフェイス
上位・下位通信
JU、JW（RS-422A／ 調節計設定パラメータ：RUN／READY、RS-485）
実行番号（1⇔2のみ）、
AUTO／MANUAL、REMOTE／LOCAL、
SV、MV、
警報設定値
1〜4、PID
調節計取得パラメータ：PV、SV、
MV1-2、実行SV、実行EV1-4、実行PID、実行番号、
イベントステータス●KR3000の入力データをPLCに転送
PLCのみ接続が可能
書き込み点数：128点
書き込み周期：PLC1台につき1s■一般仕様

定格電源電圧 ：100−240V AC（フリー電源）50／60Hz
最大消費電力 ：65VA
45〜65%rh
基準動作条件 ：周囲温湿度範囲 21〜25℃、
電源電圧 100VAC±1.0％
電源周波数 50／60Hz±0.5％
姿勢 左右0°、
前後0°
ウォームアップ時間 ３０分以上
20〜80%rh
正常動作条件 ：周囲温湿度範囲 0〜50℃、
電源電圧 90〜264V AC
電源周波数 50／60Hz±2％
姿勢 左右・前傾 0°、
後傾0°〜20°
輸 送 条 件 ：工場出荷時梱包状態において周囲温湿度範囲 −20〜60℃、5〜90%rh（ただし結露しないこと）
2以下
振動 10〜60Hz 4.9m/s（0.5G）
2以下
衝撃 392m/s（40G）
5〜90%rh
保 管 条 件 ：周囲温湿度範囲 −20〜60℃、（ただし結露しないこと）
停 電 対 策 ：設定内容・データをフラッシュメモリーにて保持
時計データ リチウム電池によりＲＡＭをバックアップ（5年間以上保持）
絶 縁 抵 抗 ：2次端子と接地端子間 500VDC 20MΩ以上
1次端子と接地端子間 500VDC 20MΩ以上
1次端子と2次端子間 500VDC 20MΩ以上
ただし1次端子：電源端子（L、N）、警報出力端子
2次端子：測定入力端子、接点入力端子、通信端子
絶 縁 耐 圧 ：2次端子と接地端子間 500VAC １分間
1次端子と接地端子間 1500VAC １分間
1次端子と２次端子間 2300VAC １分間
ただし1次端子：電源端子（L、N）、警報出力端子
2次端子：測定入力端子、接点入力端子、通信端子
外
郭 ：前面…ＡＢＳ樹脂（枠）ケース…普通鋼板
外郭
色 ：前面枠…黒色（マンセルN3.0相当）
ケース…塗装色 グレー（マンセルN7.0相当）
質量 ：約7.2kg
取 付 方 法 ：パネル埋込取付
端 子 ネ ジ ：電源端子・接地端子・通信端子…Ｍ4.0
測定入力端子・警報出力端子・接点入力端子…Ｍ3.5
時 計 精 度 ：30日当たり±2分（基準動作条件下で電源ON/OFFによる誤差を除く）

PLC接続機種：三菱電機株式会社殿製
MELSEC AnA、QnA、QnAS、Q、FXシリーズ（1Cフレームのみ）
オムロン株式会社殿製
SYSMACシリーズ
注）
オムロン殿製PLCとRS-485を使用して接続する場合、ラインコンバータSC8-10（別売）が必要となります
ON／OFF信号 ON／OFF状態の入力を記録■対応規格パルス入力

パルス入力を10Hzまで入力
流量、運転時間、回数などの入力に使用
入力方式：
フォトカプラアイソレーション（接点、パルス入力内でコモン共通）
アイソレーション電源内蔵（約5V）
入力種類：無電源接点、オープンコレクタ（TTLまたはトランジスタ）

外部駆動

接点入力8点、コモン4点信号により下記の操作が可能（パラメータにより任意設定）
・データメモリートリガ
導通信号OFF→ONでデータ記録開始
導通信号ONの間データ記録実行・マーカ表示導通信号OFF→ONであらかじめ登録されたマーカを表示
・積算演算リセット
積算演算データをリセット

無電圧接点入力

E M C 指 令 ：EN61326-1適合 Class A（CE、UKCA）※試験中、最大±1mVに相当する指示値が変動することがあります安
全 ：EN61010 -1、EN61010-2-030適合（CE、UKCA）
過電圧カテゴリーⅡ、汚染度2
環 境 規 制 ：RoHS（CE、UKCA）
EN IEC63000適合（産業用を含む監視および制御機器）
防 塵 防 滴 ：IEC60529 IP54準拠（前面部）KR Screen Designer（別売）を用いてPCでグラフィック画面カスタムグラフィック機能 を作成し、CFカード経由でKRディスプレイに表示
表示にはKRの測定値を配置可能
そ の 他
PR-110-84

取手ゴム足付き（CE、UKCAマーク非対応）、箇所表示カード■アプリケーションソフト

■測定レンジ・精度定格
入力種類

測定レンジ

精度定格

直流電圧

−13.80−27.60−69.00−200.0−500.0−2.000〜 13.80mV〜 27.60mV〜 69.00mV〜 200.0mV〜 500.0mV〜2.000V（分圧抵抗内蔵）−5.000−10.00−20.00−50.00〜〜〜〜−200.0−200.0−200〜 300.0℃〜 600.0℃〜 1370℃−200.0−200.0−200−200.0−200.0−200〜 200.0℃〜 350.0℃〜 900℃〜 250.0℃〜 500.0℃〜 1200℃−200.0−200.0〜 250.0℃〜 400.0℃

0000〜 1200℃〜 1760℃〜 1300℃〜 1760℃±0.1%FS ±1digit＊0〜400℃：±0.2%FS ±1digit

B0〜 1820℃±0.1%FS ±1digit＊0〜400℃：規定外＊400〜800℃：±0.15%FS ±1digit

N−200.0−200.0−200〜 400.0℃〜 750.0℃〜 1300℃±0.15%FS ±1digit＊−200〜0℃：±0.3%FS ±1digit

KE
JT
RS

■統合パッケージソフト「TRAMS」

統合パッケージソフトTRAMSは、弊社の記録計、調節計、設定器とパソコンを組み合わせ、パラメータ設定や計測したデータの集録・監視・データ解析を行うソフトウェアです。ホームページから無償でダウンロード可能です。

±0.1%FS ±1digit

解析機能
KR3000シリーズで集録したデータファイルの再生表示・波形処理編集作業などを行うソフトウェアです。縦／横トレンドなどの再生表示の他に、グラフの部分拡大、メッセージ挿入などの解析機能を持っています。

5.000V
10.00V
20.00V
50.00V●表示例

トレンド画面（縦流れ）

トレンド画面（横流れ）±0.1%FS ±1digit＊−200〜0℃：±0.2%FS ±1digit

熱電対
測温抵抗体

W-WRe26

0〜 2315℃±0.15%FS ±1digit＊0〜100℃：±4%FS ±1digit＊100〜400℃：±0.5%FS ±1digit

C（WRe5-WRe26）

0〜 2315℃±0.2%FS ±1digit

PtRh40-PtRh20

0〜 1888℃±0.2%FS ±1digit＊0〜300℃：±1.5%FS ±1digit＊300〜800℃：±0.8%FS ±1digit

NiMo-Ni−50.0−50.0−50〜 290.0℃〜 600.0℃〜 1310℃±0.2%FS ±1digit

CR-AuFe0.0〜 280.0K±0.2%FS ±1digit＊0〜20K：±0.5%FS ±1digit＊20〜50K：±0.3%FS ±1digit

PlatinelⅡ0.00.00〜 350.0℃〜 650.0℃〜 1395℃±0.15%FS ±1digit

U−200.0−200.0−200.0〜 250.0℃〜 500.0℃〜 600.0℃±0.15%FS ±1digit＊−200〜0℃：±0.3%FS ±1digit

L−200.0−200.0−200〜 250.0℃〜 500.0℃〜 900℃±0.1%FS ±1digit＊−200〜0℃：±0.2%FS ±1digit

Pt100−140.0−200.0−200.0〜 150.0℃〜 300.0℃〜 850.0℃±0.1%FS ±1digit＊−140.0〜150.0℃
700〜850℃：±0.15%FS ±1digit

JPt100−140.0−200.0−200.0〜 150.0℃〜 300.0℃〜 649.0℃±0.1%FS ±1digit＊−140.0〜150.0℃：±0.15%FS ±1digit

Pt50−200.0〜 649.0℃±0.1%FS ±1digit

Pt-Co

4.0〜 374.0K±0.15%FS ±1digit＊4〜50K：±0.3%FS ±1digit●主な機能■トレンド表示
トレンド表示（縦流れ）、トレンド表示（横流れ）を選択可能■データ一覧画面
登録済みのデータを一覧表示■バーグラフ・積層グラフ
データをバーで表示■数値データ
時刻の表示、2データの時間差、データ差、最大、最小、平均、標準偏差、中央値を一覧表示■警報表示
数値データ上に各レベルの警報発生状況を表示■各種設定
トレンド線、スケール軸、時間軸、解析ファイルのタイトル入力■データ変換機能
EXCELへのエキスポート、CSVファイルおよびTEXTファイルへの変換が可能■パラメータ設定機能
各種パラメータのオンライン設定やパラメータファイルの保存や変更が可能■集録機能
計測データのオンライン集録および集録データの再生が可能

●動作環境
CPU

1GHz以上32bitまたは64bit

OS

Windows 7／8.1／10（32bit／64bit）※.NET Framework4.5.2以降がインストール可能なこと

メモリー

1GB以上（32bit）、2GB以上（64bit）

ハードディスク
2GB以上の空きハードディスク領域
容 量
表示言語 日本語、英語、韓国語※表示言語はPCソフトを対象とした記載であり、計器を含めません

注）
基準動作条件における測定レンジ換算精度。
熱電対入力は、基準点補償精度は含まず
K、E、J、T、R、S、B、N：IEC584、JIS C1602-1995
W-WRe26、
PtRh40-PtRh20、PlatinelⅡ、NiMo-Ni、
Cr-AuFe：ASTM Vol14.03
C（WRe5-WRe26）：JIS C1602-2015
U（Cu-CuNi）、L（Fe-CuNi）：DIN43710
Pt100：IEC751（1995）、JIS C1604-2013、JPt100：JIS C1606-1989、JIS C1604-1981
Pt50：JIS C1604-1981

5PR-110-8■端子板図通信端子部（オプション）
RS-422A／RS-485

電源端子／保護導体端子
RS-232C

イーサネットコネクタ

熱電対 直流電圧（＋）／測温抵抗体（A）
端子
熱電対 直流電圧（−）／測温抵抗体
（B）
端子
測温抵抗体
（B）
端子
［CH37〜48］

測定入力端子

熱電対 直流電圧（＋）／測温抵抗体（A）
端子
熱電対 直流電圧（−）／測温抵抗体
（B）
端子
測温抵抗体
（B）
端子
［CH25〜36］無電源接点入力8点（コモン共通）（オプション）

熱電対 直流電圧（＋）／測温抵抗体（A）
端子
熱電対 直流電圧（−）／測温抵抗体
（B）
端子
測温抵抗体
（B）
端子
［CH13〜24］

警報出力（オプション2種）
・a接点出力：12点／端子台・c接点出力： 6点／端子台＊a接点出力用端子台を1台使用の場合は下側に配置
・c接点出力用端子台を1台使用の場合は下側に配置

熱電対 直流電圧（＋）／測温抵抗体（A）
端子
熱電対 直流電圧（−）／測温抵抗体
（B）
端子
測温抵抗体
（B）
端子
［CH1〜12］

デジタル入出力／伝送端子部●警報出力（a接点出力12点）の場合●警報出力（c接点出力6点）の場合
N.O端子N.C端子

COM端子

COM端子
N.O端子

端子番号1〜6

端子番号1〜12●無電圧接点入力の場合
端子番号1〜8COM端子［接点種類］
a接点：常開接点

無電圧接点入力

c接点：切替接点
N.C

N.O

COMCOMN.O■外形寸法

25152.8■パネルカットおよび取付最小寸法360

281＋1088.8

360278288

取付金具

33 38.8

288
297.6

281＋10251
単位：mm単位：mm※本PSシートに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

URL : https://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-803-3956-2111

PR-110-8

営業所：

仙 台
水 戸
宇都宮
高 崎
大 宮

千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡

富 山
名古屋
大 津
大 阪
岡 山

6広 島
福 岡
北九州

安全に関するご注意※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2023年12月現在のものです。

発行 2023.12

PDF
初版 2006.4