ロードセル
デジタル表示計
カタログVol.5.0

■ 圧縮用ロードセル

CM シリーズ , CK シリーズ

DCD シリーズ , VCV シリーズ

● 低価格で超小型の圧縮専用のロードセル● 限られた場所での計測に最適● CK シリーズは底面にタップ加工あり● ステンレス製（20kN 以下）の為、耐腐食性に優れている高精度型● VCV シリーズは底面にタップ加工あり

CH シリーズ

CST シリーズ● 圧入やカシメなどの荷重管理用として最適

■仕モデル

様

定格容量

CM シリーズ
10N～2kN

定格出力

非直線性

ヒステリシス

500N～200kN

100N～1kN：± 1％R.O.
2kN～20kN：± 2％R.O.

0.1％R.O.

約 1mV/V

1％R.O.

100N～1kN：± 1％R.O.
2kN～20kN：± 2％R.O.

6V

5V

繰り返し性

0.3％R.O.

温度補償範囲-10℃～+70℃推奨印加電圧

100N～20kN

100N～1kN：1mV/V ± 20%
2kN～20kN：1.5mV/V ± 20%

1％R.O.

温度補償範囲0.15％R.O.
（50 & 100kN：0.1％R.O.）

0.5％R.O.

0.1％R.O.

0.1％R.O.

0.5％R.O.

0.1％R.O.

-10℃～+70℃-10℃～+70℃-10℃～+70℃-10℃～+70℃

10V

8V

10V

● 高精度な引張圧縮型のロードセル● 引張、圧縮の出力差が少なく、安定した性能

QR シリーズ● 連続回転しながらねじりトルクを計測● 被測定物の間にカップリング方式のようにジョイントして使用● 信号はスリップリングから取り出し

QR シリーズ

10N・m～2kN・m

1mV/V ± 1％

1.5mV/V ± 1％（10～50N・m：1mV/V）0.3％R.O.

0.2％R.O.

0.1％R.O.

10V（1N・m 以下は 6V）-10℃～+70℃

0.3％R.O.

0.1％R.O.
10V-10℃～+70℃

UST シリーズ

10V● 大容量、高精度の引張、圧縮試
験用のロードセル● 曲げモーメントに強く、疲労試験や繰返し試験などに最適

UM シリーズ● オールステンレス製のため耐腐
食性に優れている● 小型、軽量、高出力の引張、圧縮両用のロードセル■仕様●高 精 度 な 引 張 圧 縮 型 の 小 型
ロードセル● 引張、圧縮の出力差が少なく、安定した性能

M-3000 シリーズ

UP シリーズ

S-8000 シリーズ

定格出力

20N：1mV/V ± 1％
50N～5kN：2mV/V ± 1％
10kN～20kN：1.8mV/V ± 1％

1.0～1.5mV/V

約 2mV/V（10N：1.5mV/V）

2mV/V ± 0.25％

ヒステリシス

0.1％R.O.

0.2％R.O.

0.1% R.O.

0.1% R.O.

定格容量

QF シリーズ● 低容量の荷重測定に最適● 引張、圧縮の測定が可能

DUD シリーズモデル

0.3％R.O.

推奨印加電圧

10kN～200kN-5℃～+50℃

非直線性

繰り返し性

5kN～500kN

0.05％R.O.

0.2N・m～1kN・m

ヒステリシス

500N～100kN

2mV/V ± 0.25％
2mV/V ± 0.25％
1mV/V ± 1％
（50 & 100kN：2mV/V± 0.5％）（10kN：1.5mV/V）

0.1％R.O.

定格容量
定格出力

CST シリーズ

0.05％R.O.

● 静止状態でのトルクを計測する
非回転型● 片側を固定して片側に回転の力を加えることによりトルクを検出モデル

CH シリーズ

0.1％R.O.

QF シリーズ

様0.15％R.O.

VCV シリーズ

UP シリーズ● 薄型形状● 引張、圧縮の測定が可能

1％R.O.

■ トルクメータ■仕DCD シリーズ

MODEL-3000 シリーズ

S-8000 シリーズ

● 大容量、高精度の圧縮試験用のロードセル● 曲げモーメントに強く、疲労試験や繰返し試験などに最適

CK シリーズ■ 引張圧縮用ロードセル

非直線性

繰り返し性

推奨印加電圧

温度補償範囲

20N～20kN

0.1％R.O.

0.1％R.O.

20N：6V、50N～20kN：10V-10℃～+70℃

5N、20N

0.2％R.O.

0.1％R.O.
6V-10℃～+70℃

10N～1000N

0.1% R.O.

UST シリーズ

500N～20kN

0.1% R.O.

0.15% R.O.

0.1% R.O.

0.1% R.O.

6V

10V-10℃～+60℃-10℃～+70℃■ ビーム型ロードセル

CB シリーズ● 計量用として一般的に使用されているロードセル● ホッパースケール、台はかり等に多く利用されている■仕定格容量DUD シリーズ

10kN～200kN

様定格出力
非直線性

ヒステリシス
繰り返し性

推奨印加電圧
温度補償範囲50N～10kN

2mV/V ± 10％
0.05％R.O.
0.05％R.O.
0.03％R.O.
10V-10℃～+70℃

UM シリーズ

20N～200N

2mV/V ± 1％

2mV/V ± 1％
（20N：1mV/V）

0.1% R.O.

0.1% R.O.

0.1% R.O.
10V-10℃～+70℃

0.1% R.O.

0.1% R.O.
10V-10℃～+70℃

■ 表示計MODEL-0218B■仕● 小型、軽量、低価格の簡易型デジタル表示計● ピークホールド、外部ゼロリセッ
ト機能● コンパレータ設定● アナログ出力

印加電圧

様

信号入力範囲A/D 変換速度

アナログ出力表示範囲

レスポンス

電圧：DC0～± 10V
電流：0（4）～20mA
99999、-19999

W96 × D138.5 × H48mm

質量約 2kg

オプション■仕A/D 変換速度

AC100V、110V、200V、220V
発注時指定

寸法

● 小型、軽量、持ち運びに便利● バッテリー充電式● USB 出力
● 豊富なオプションを用意

DC0.5～3.5mV/V

10Hz、100Hz、1kHz

電源

RZ-S

DC5V

ロードセル

様

サンプリング周期

1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切換え

出力

USB 出力アナログ電圧 ± 2V/F.S.
プリンタ出力電動スタンド制御
外部接点ホールド

表示更新回数連続使用時間1 回 / 秒、2 回 / 秒、5 回 / 秒、10 回 / 秒、20 回 / 秒 切換え

満充電後 30 時間

電源

ニッケル水素電池
ACアダプタ MODEL-780（AC100-240V）付

オプション

ロードセル
ソフトウェア：RZ-3000
I/O ケーブル：RZ-OP-1、RZ-OP-2
DP-1VRプリンタケーブル：RZ-OP-3

質量約 375g（表示計本体のみ）

アフターサービス●トレーサビリティおよび修理、校正、検定、書類作成については、弊社サービスまたは各営業所にお問い合わせください。
※サービス●西日本  Tel. 072-966-9011●東日本  Tel. 046-227-0199※仕様は予告なく変更する場合がございます。
製造元

https://www.aikoh.co.jp
東京営業所

名古屋営業所

大阪営業所〒136-0071 東京都江東区亀戸 1 丁目 28-6 タニビル 4 階Tel. 03-5858-8816（代）  Fax. 03-5858-8836〒480-1153 愛知県長久手市作田 2 丁目 210
Tel. 0561-64-2331（代）  Fax. 0561-64-2332〒578-0984 大阪府東大阪市菱江 2 丁目 15-7
Tel. 072-966-9011（代）  Fax. 072-966-9017

Overseas sales dept.
Osaka office 2-15-7, Hishie, Higashi Osaka-shi,
Osaka, 578-0984, Japan
Tel. +81-72-966-9011  Fax. +81-72-966-9017

No.4420-ISO 9001
No.E2203-ISO 14001

2021102000S