Product Information

PIＸ線管
Ｄ－２０５Ｂ
Ｄ－２０５ＢＳ
診 断 用
Ｘ線管 D-205B，D-205BS は、2.0 の焦点をもった小形固定陽極Ｘ線管です。
これらのＸ線管は、携帯用Ｘ線装置に適します。
D-205BS は管容器に取付けを容易にするために、D-205B に絶縁円筒をかぶせたものです。

一般定格
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 ............................................. １ピーク形Ｘ線高電圧装置(自己整流)２ピーク形Ｘ線高電圧装置(単相全波）定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................... 中性点接地方式
公称最高管電圧：１ピーク形Ｘ線高電圧装置 ............................................................ 125 kV
２ピーク形Ｘ線高電圧装置 ............................................................ 125 kV
定電圧形Ｘ線高電圧装置 .............................................................. 100 kV
公称焦点値 ............................................................................... 2.0
公称陽極入力（1.0s）：（最大入力図参照）
１ピーク形Ｘ線高電圧装置 ............................................................ 2000 W
２ピーク形Ｘ線高電圧装置 ............................................................ 3000 W
定電圧形Ｘ線高電圧装置 .............................................................. 3300 W
公称撮影陽極入力：
１ピーク形Ｘ線高電圧装置 ............................................................ 2200 W
２ピーク形Ｘ線高電圧装置 ............................................................ 3800 W
定電圧形Ｘ線高電圧装置 .............................................................. 3600 W
撮影周期 ............................................................................ 1:60 以上(曝射時間：休止時間)★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

D-205B / D-205BS

機械的定格：
外形寸法：
全

長 .......................................................................... 外形図参照

最大部直径 ...................................................................... 外形図参照
ターゲット：
角度 ............................................................................... 20 °材

質 ........................................................................ タングステン

固有ろ過 .......................................................... アルミニウム当量最小 0.8 mm
Ｘ線照射範囲 .................................................... SID 490 mm にて 354 × 354 mm
質量：D-205B ............................................................................ 約 430 g
D-205BS ........................................................................... 約 580 g

冷却方式 .............................................................. 油浸(冷却温度 60℃以下)
使用位置 ...................................................... 任意(通常陽極は上方または水平)保持方法：
D-205B .................................. 陽極頭ネジ又は陽極側及び陰極側のガラスバルブで固定
D-205BS ................................................................... 絶縁円筒にて固定- 2 -D-205B / D-205BS

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
最高使用管電圧：１ピーク形Ｘ線高電圧装置 ............................................................ 125 kV
２ピーク形Ｘ線高電圧装置 ............................................................ 125 kV
定電圧形Ｘ線高電圧装置 .............................................................. 100 kV
陽極（または陰極）アース間：
１ピーク形Ｘ線高電圧装置 ............................................................. 63 kV
２ピーク形Ｘ線高電圧装置 ............................................................. 63 kV
定電圧形Ｘ線高電圧装置 ............................................................... 50 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 50 kV
最大使用管電流：１ピーク形Ｘ線高電圧装置 ............................................................. 40 mA
２ピーク形Ｘ線高電圧装置 ............................................................. 80 mA
定電圧形Ｘ線高電圧装置 ............................................................... 70 mA
最大フィラメント電流 ................................................................... 5.0 A
フィラメント電圧（5.0A） ........................................................ 5.0 ～ 6.7 V
使用フィラメント加熱電源回路 ................................ DC または AC（正弦波）20 kHz 以下
熱特性：
陽極熱容量 ........................................................................... 28 kJ
最大陽極冷却率 ....................................................................... 265 W
最大負荷時間 ............................................................................ 10 s- 3 -D-205B / D-205BS

許容環境条件
使用環境条件：
使用環境 .......................................................................... 絶縁油中使用時絶縁油温度 ............................................................... 10 ～ 60 ℃
圧

力 ....................................................................... 70 ～ 140 kPa

輸送及び保管条件：
周囲温度 ...................................................................... -40 ～ 70 ℃
相対湿度 ....................................................................... 10 ～ 90 ％(結露ないこと)
気圧 ........................................................................ 50 ～106 kPa- 4 -D-205B / D-205BS

最大単発負荷定格
１ピーク形Ｘ線高電圧装置

２ピーク形Ｘ線高電圧装置

公称焦点値：２．０

公称焦点値：２．０70kV

4060kV

12080kV
90kV
100kV

90110kV

管 電 流 [mA]

125kV
2000.160kV
70kV

0.2 0.30.5 0.72135760100kV
110kV
125kV

00.1

1050kV

80kV
90kV

30100.2 0.3

0.5 0.7

定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：２．０7060504050kV
60kV
70kV
80kV
90kV
100kV

30201000.1

1

負荷時間 [s]負荷時間 [s]管 電 圧 [mA]

管 電 流 [mA]

300.2 0.3

0.5 0.7 1

2

負荷時間 [s]- 5 -35710235710D-205B / D-205BS

管電流・フィラメント特性
１ピーク形Ｘ線高電圧装置

２ピーク形Ｘ線高電圧装置

公称焦点値：２．０

公称焦点値：２．０8.0407.0807.06.0125kV

205.01060kV

管 電 流 [mA]30

フィラメント電流 [V]10060kV

4.06040

5.0

20

4.0

4.0

Ef

3.0
5.0

4.50
3.54.0

フィラメント電流 [A]（最大フィラメント電流 5.0A）

4.5

フィラメント電流 [A]（最大フィラメント電流 5.0A）

定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：２．０
（代表値）
70

10.0

60

9.050kV

50

40

8.0

7.0

100kV
Ef

30

6.0

20

5.0

104.00
3.5

3.7

4.0

4.2

4.5

フィラメント電流 [A]（最大フィラメント電流 5.0A）

- 6 -

4.7

3.0
5.0

フィラメント電流 [V]

0
3.5

6.0

125kV

Ef

管 電 流 [mA]

管 電 流 [mA]

（代表値）

8.0

3.0
5.0

フィラメント電流 [V]（代表値）
50

D-205B / D-205BS

陽極加熱・冷却曲線

陽極に残留（または蓄積）する熱量 [kJ]

28280W
230W

2420170W

1612冷却
84加熱
0012345

冷却（または負荷）時間 [min]- 7 -67

D-205B / D-205BS

Ｄ－２０５Ｂ

外形図
単位：ｍｍ

O 16

120 ±565 ±15M5 深 10O52 MAX

主放射線方向

12 MAX

焦点(C2)
0.42OFN

主放射線方向
C1F

ショートピン
F: フィラメント
C1, C2 : 陰極（管球内部で接続）
N: 使用不可- 8 -D-205B / D-205BS

Ｄ－２０５ＢＳ

外形図
単位：ｍｍ

O 60 ±0.5O 1665 ±1絶縁円筒

主放射線方向

O 25

130 ±360

M5 深 102 MAX65焦点C20.42(O)FN

主放射線方向
C1F

ショートピン
F: フィラメント
C1, C2 : 陰極（管球内部で接続）
N: 使用不可- 9 -営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/eng/company/quality.htm を参照ください。
PJ-D-205B/BS 2018-11