7178-575

信頼創造

奉仕

大型指示計
ＲＥ０１－２１Ｌ
ＲＥ０１－３１Ｌ
ＲＥ０１－４１Ｌ
ＲＥ０１－５１Ｌ
ＲＥ０１－６１Ｌ
ＲＥ０１－８１Ｌ

取 扱 説 明 書

安全に正しくお使いいただくために〈安全に正しくお使いいただくために〉
この説明書では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は、次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警 告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを表しています。

注 意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負う可能性が想定される、および物的損害のみの発生が想定されることを表しています。

警 告
濡れ手禁止

濡れた手で操作、点検、接続をしないでください。
感電の恐れがあります。

電源遮断

配線作業時および、ヒューズ交換時には、必ず電源を切った状態で行ってください。感電することがあります。

電源遮断

万一異臭や異常な発熱をしたり、煙が出たときは、ただちに電源を切ってください。そのまま使用すると火災の恐れがあります。当社の支店・営業所に修理をご依頼ください。

定格厳守

ヒューズは指定の定格のものを使用してください。指定外の定格のヒューズを使用したり、ヒューズホルダを短絡しないでください。火災、爆発、感電の恐れがあります。

定格厳守

指定の定格電源電圧、容量を守ってください。守らないと機器を破損したり火災の恐れがあります。

使用場所
制限

可燃性、引火性、爆発性ガスまたは蒸気、水のある場所で使用しないでください。火災、爆発、感電の恐れがあります。

注 意
落下禁止

製品を落下させたり、強い衝撃を与えないでください。ケガをしたり、製品が壊れる恐れがあります。

目次

１ 概要 ............................................................................... 2２ 仕様 ............................................................................... 2３ 付属品 ............................................................................. 2４ 外形図 ............................................................................. 3５ 接続図 ............................................................................. 4６ 各部の名称 ......................................................................... 5７ 運転 ............................................................................... 5
８ 保守点検 ........................................................................... 6
９ ユニット構成 ....................................................................... 7
１０ 保守基準 ......................................................................... 71

１

概要
指示計（ＲＥ０１－□１Ｌ型）は、計測機器からの４～２０ｍＡＤＣの信号を受けて指示する計器です。
また、照明装置にはＬＥＤ蛍光灯を使用しています。

２仕様（１）形状………………………壁面取付型（標準タイプ）（２）構造………………………ＳＰＣＣ２．３ｔ 溶接組立。内器は取り外し可能（３）扉…………………………前面片開き、右吊り元（４）入力信号…………………４～２０ｍＡＤＣ（５）入力抵抗…………………２５０Ω
（６）目盛有効径………………ＲＥ０１－２１Ｌ:φ２００

ＲＥ０１－３１Ｌ:φ３００

ＲＥ０１－４１Ｌ:φ４００

ＲＥ０１－５１Ｌ:φ５００

ＲＥ０１－６１Ｌ:φ６００

ＲＥ０１－８１Ｌ:φ８００（７）目盛有効角度……………２７０°（８）照明装置…………………ＬＥＤ蛍光灯
ＲＥ０１－２１Ｌ:５Ｗ×１本

ＲＥ０１－３１Ｌ:５Ｗ×３本

ＲＥ０１－４１Ｌ:５Ｗ×３本

ＲＥ０１－５１Ｌ:５Ｗ×３本

ＲＥ０１－６１Ｌ:１０Ｗ×３本

ＲＥ０１－８１Ｌ:１０Ｗ×３本（９）指示値精度………………±１％Ｆ.Ｓ.
（10）電源………………………ＡＣ１００Ｖ±１０％ ５０Ｈｚあるいは６０Ｈｚ（11）電源端子…………………標準（１組）：大型指示計内部で計測用と照明用に分岐

電源分離型（２組）：計測用と照明用（12）消費電力…………………ＲＥ０１－２１Ｌ:４０Ｗ以下

ＲＥ０１－３１Ｌ:４０Ｗ以下

ＲＥ０１－４１Ｌ:５５Ｗ以下

ＲＥ０１－５１Ｌ:５５Ｗ以下

ＲＥ０１－６１Ｌ:８５Ｗ以下

ＲＥ０１－８１Ｌ:８５Ｗ以下（13）塗装色……………………内面：マンセル Ｎ９．０

外面：マンセル５Ｙ７／１（14）質量………………………ＲＥ０１－２１Ｌ:約２５ｋｇ

ＲＥ０１－３１Ｌ:約３５ｋｇ

ＲＥ０１－４１Ｌ:約４０ｋｇ

ＲＥ０１－５１Ｌ:約５０ｋｇ

ＲＥ０１－６１Ｌ:約５５ｋｇ

ＲＥ０１－８１Ｌ:約８５ｋｇ（15）使用周囲温度……………０～５０℃。
屋外や軒下、湿気、水気のある場所、腐食性ガスが発生する場所では使用しないこと。
（16）保護装置…………………信号回路、電源回路とも避雷器付き（但し、電源分離型の場合、ＬＥＤ蛍光灯の回路には避雷器が付きません）

３付属品
電源回路用予備ヒューズ（２Ａ）

１本サーボユニット用予備ヒューズ（０．５Ａ） １本コネクタ付きケーブル

１本
2４

外形図
標準タイプ（壁面取付型）の外形図となります。

3５接続図標準タイプの回路（ＬＥＤ蛍光灯の電源は盤内で分かれます）

LED 蛍光灯ｽｲｯﾁ

LED 蛍光灯

D 種接地

TR101-3：サーボユニット
TL313-1：電源用避雷器
TL115-1：信号線用避雷器
注）RE01-21L では LED 蛍光灯の数は１ヶとなります。
電源分離型の回路（ＬＥＤ蛍光灯の回路には避雷器が付きません）

LED 蛍光灯ｽｲｯﾁ

LED 蛍光灯

D 種接地

4６

各部の名称パネル本体

ＬＥＤ蛍光灯

外扉

名称銘板

端子台
信号線用避雷器

電源用避雷器サーボユニット

内扉(目盛板が付いています)

スイッチプレート※上の写真は参考図です。大きさ・タイプによって、ＬＥＤ蛍光灯の配置・数量が異なります。

７運転
大型指示計の外扉と中扉を開けて、電源線と信号線を端子台に接続します。
スイッチプレートの上にある電源スイッチと蛍光灯スイッチ（ＬＥＤ蛍光灯用）をＯＮにして下さい。
ＬＥＤ蛍光灯が点灯し、指針が動きます。
以上で運転が開始されます。

5８

保守点検
指針目盛の誤差が±１％以上生じ校正を必要とする場合は、次の２通りの方法で信号を入れて確認できます。
（１） 電流発生器を使って端子台から信号を入れる。
① 大型指示計の底部にある端子台４番と５番に接続されている外部からの信号線を外します。
（信号線を切り離しますので、他の計器が接続されていたとき、その計器はマイナス方向へ動くか、もしくは指示値が止まります）② ４番端子に電流発生器の＋側を、５番端子に－側を接続します。
次に、出力を４ｍＡにして指針が最小値を指示するように、サーボユニットの基板上にある零調整トリマを回します。また、出力を２０ｍＡにして指針が最大値を指示するようにスパン調整トリマを回します。これを２～３回くり返し、最小値と最大値を合わせます。
（２） 電流発生器から直接サーボユニットに信号を入れる。
①

サーボユニットに接続されている図１の○部分のコネクタを外し、付属されている図３のコネクタ付きケーブルを接続します。（信号線を切り離しますので、他の計器が接続されていたとき、その計器はマイナス方向へ動くか、もしくは指示値が止まります）②

赤色チューブの端子を電流発生器の＋側へ、青色チューブの端子を電流発生器の－側へ接続します。
次に、出力を４ｍＡにして指針が最小値を指示するように、サーボユニットの基板上にある零調整トリマを回します。また、出力を２０ｍＡにして指針が最大値を指示するようにスパン調整トリマを回します。これを２～３回くり返し、最小値と最大値を合わせます。

Ａ

信号線
図１．サーボユニット（信号線）

図２．図１を矢印Ａ側から見た図（左：零調整トリマ、右：スパン調整トリマ）

図３．付属されているコネクタ付きケーブル6９ユニット構成
大型指示計（ＲＥ０１－□１Ｌ）は、下図のようにＴＬ３１３－１、ＴＬ１１５－１、ＴＲ１０１－３で構成されています。（標準タイプの場合）

AC100V

TL313-1
電源用避雷器TR101-3
サーボユニット

4～20mADC

TL115-1
信号線用避雷器

１０

保守基準
ＲＥ０１－□１Ｌ
部品

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ内容

シリーズ○・・・点検、調整◎・・・部品交換目安

場所・部品・その他 日常

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

8年

9年

基準入力電流とTR101-3

基本点検

○

○

◎

指示値の関係接地抵抗測定100Ω以下

○

○

○

保守交換

避雷器全体

◎◎

◎

接地抵抗測定100Ω以下

○○

○

保守交換

避雷器全体

◎◎

◎

明るさ

LED ランプTL115-1

TL313-1
LED 蛍光灯○◎◎

ＬＥＤランプの品番は、以下となります。
ＲＥ０１－２１Ｌ、３１Ｌ、４１Ｌ、－５１Ｌ用：7808-287（東芝ライテック㈱製 ＬＤＭ１０ＳＳ・Ｎ／５／５）
ＲＥ０１－６１Ｌ、－８１Ｌ用：7808-288（東芝ライテック㈱製 ＬＤＭ２０ＳＳ・Ｎ／１０／１０）
必要に応じて交換を行って下さい。ＬＥＤ蛍光灯は、２１Ｌのみ１ヶ、他は３ヶ使用しています。
ＬＥＤランプの寿命（70％に明るさが落ちるまでの時間）は 40,000 時間です。
※ＬＥＤランプの交換は、ランプソケットに差し込んだ後、９０°回転させ、確実に取り付けて下さい。
ＬＥＤランプの正常取付向きは、ランプ口金のランプ取付位置マークがランプソケットのＧＺ１６端子挿入口と同じ位置になるようにします。

7

当取扱説明書は、２０１８年１０月現在のものです。

2版
2018108