表面温度測定用センサ
本センサは、検出部に熱電対または C400・R400マグネットセンサ白金測温抵抗体を使用した表面温度測定用センサです。
C 0 6 0シリーズ、R 0 6 0シリーズ、
C015シリーズ、C400、R400などの各種タイプの表面温度計があり、用途に適したセンサを選ぶことができます。

冷凍機、モータなどマグネットが吸着する各種物体の表面温度測定および監視。

R420配管表面温度測定用センサ

各種配管の表面温度測定。
配管の出入口に取付け、温度差の測定により配管上の熱損失などを測定。
配管へのセンサ取付けは、面ファスナにより確実、容易に行えます。

R060シリーズ 表面温度測定用センサ

各種材料や機器などの、静止表面温度の測定、および監視。樹木、葉などの温度測定。

C015シリーズ 簡易補償形表面温度測定用センサ

ディスタンサ付き

圧延ローラ、巻取ローラ、加熱ローラ、捺染ローラ、コー
ティングローラ、カレンダロー
ラなどの表面温度測定。走行ベルト、シートなどの表面温度測定。その他、移動している物体の表面温度を非接触で測定します。

C060シリーズ シート・カップル

静止表面の温度測定、微小物体の表面温度測定、静止表面の温度分布測定。

1PE-09-16表面温度測定用センサ

マグネットセンサ（熱電対）
MODEL C400-01
本センサは、検出素子に厚さ0.1mmのKリボン熱電対を使用し、被測定物体への取付けにマグネットを用いた表面温度測定用センサです。
冷凍機、モータなどマグネットが吸着する部分の測定が容易に行えます。

■外形寸法

■一般仕様
許範
容差 ：JIS クラス2

素接

熱接点（Kリボン熱電対）本体（フェノール樹脂）
リード抑え（黄銅、Niメッキ）

囲 ：0〜100℃

211.6

定

線 ：K（リボン熱電対）
続

応

導答

ビニール被覆補償導線、
２m

線 ：ビニール被覆補償導線2m付き（最高 60℃）

棒状マグネット

性 ：室温→100℃沸騰蒸気上鉄板 約2秒

20測（平衡値の90％までに達する時間）

27

単位：mm

小形マグネットセンサ（熱電対）
MODEL C401-□
K：K熱電対、T：T熱電対

本センサは、検出素子にφ0.32の熱電対を使用し、被測定物への取付けに外径φ10mm、厚さ4.5mmの小形マグネットを用いた表面温度測定用センサです。
研究実験用、ロボット、工作機械、ベアリング、軸受温度、配管、炉壁など、マグネットが吸着する部分の測定が容易に行えます。

■外形寸法

■一般仕様
定

許範
容

4.5

線 ：K、 T
続応

導答

マグネット

差 ：JIS クラス2

素接

ふっ素樹脂被覆熱電対
長さ2m

囲 ：0〜150℃

10.5

線 ：ふっ素樹脂被覆熱電対2m付き
性 ：室温→100℃ニッケルメッキアルミ板

φ10

測約10秒

2000
80

単位：mm

PE-09-162

マグネットセンサ（測温抵抗体）
MODEL R400-□2
3：Pt100、1：JPt100

本センサは、検出素子に白金測温抵抗体を使用し、被測定物体への取付けにマグネットを用いた表面温度測定用センサです。
冷凍機、モータなどマグネットが吸着する部分の測定が容易に行えます。

■外形寸法

■一般仕様
定許範
容囲 ：0〜60℃
差 ：JIS クラスB抵抗素子 ：Pt100、JPt100 3線式

規定

電流 ：2mA

接続導線 ：ビニール被覆銅導線2m付き

応

答

ビニール被覆銅導線
WY34 外径φ438

測マグネット（×4）
素子埋込板
外径：
φ15 厚さ：t＝1.538

1020003480

性 ：室温→100℃沸騰蒸気上鉄板 約97秒
（平衡値の90％までに達する時間）

単位：mm

小形マグネットセンサ（測温抵抗体）
MODEL R401-3
Pt100

本センサは、検出素子に薄膜素子を使用し、被測定物への取付けに外径φ10mm、厚さ4.5mm のマグネットを用いた表面温度測定用センサです。

■一般仕様
定許範
容■外形寸法
囲 ：0〜150℃

抵抗素子 ：Pt100 3線式

規

定

電流 ：2mA

接続

応

シリコーンゴム被覆銅導線 マグネット
長さ２m

差 ：JIS クラスB

導答

薄膜素子

φ10

測4.510.5

線 ：シリコーンゴム被覆銅導線2m付き
性 ：室温→100℃ニッケルメッキアルミ板

2000

約25秒

単位：mm

配管表面温度測定用センサ（測温抵抗体）
MODEL R420-□2
3：Pt100

本センサは、検出素子に集熱板付き白金測温抵抗体を使用した配管表面温度を測定する温度センサです。
配管への取付けには面ファスナを使用していますので、さまざまな径の配管に対し簡単に装着できます。

■外形寸法

■一般仕様
許面ファスナ範

囲 ：0〜60℃

容

差 ：JIS クラスB

抵

抗素子 ：Pt100 3線式

規

定

電流 ：2mA

接続

導線 ：ビニール被覆銅導線2m付き

応

答

面ファスナ押え板
保護カバー（黄銅）
リード押え板（黄銅）

31

定26

測保護チューブ

集熱板（素子埋込板3×20、厚さ1.5）銅

外径φ3.8耐寒ビニール
被覆銅導線（2m）WY34

断熱板（フェノール樹脂）
素子固定メッシュ（ステンレス）

性 ：室温→60℃アルミパイプ（外径φ60、肉厚10mm）表面 約6秒

828

注. 面ファスナ標準長さ（200mm）はφ50以下の配管に接続可能です。

200

33

単位：mm

PE-09-16表面温度測定用センサ
R060シリーズ

表面温度測定用センサ（測温抵抗体）
MODEL R060−□1（汎用形）
R060−□2,□5,□6（フレキシブル形）
R060−□3,□7（小形フレキシブル形）
R060−□4（高温測定形）
R060−□8（小形補強形）
3：Pt100、1：JPt100

MODEL R060−□1

MODEL R060−□5

MODEL R060−□2

MODEL R060−□6MODEL R060−□3

MODEL R060−□7

MODEL R060−□4

MODEL R060−□8

本センサは、検出素子に白金抵抗素子を使用した表面温小形フレキシブル形（R060−□3、□7）度測定用センサです。被測定表面に与える熱外乱が少なく、

R060−□3は、幅、長さ、厚みの寸法がそれぞれ8×12.5×

また、各種条件で測定ができるように、８種類の形式があり1mmと小さな形状により、被測定面に熱的外乱を与えることます。本センサの特長は次の通りです。

が少なく、−50℃から150℃までの温度域で測定が可能です。
長手方向に最小半径20mmの曲面までフィットするフレキシブル性を有しています※。

※横手方向は曲げ不可

高温測定形（R060−□4）

汎用形（R060−□1）
薄形の黄銅ケースに納められている白金抵抗素子により、測ルビーマイカに巻かれた白金抵抗体が黄銅のケースにハウ定し、構造は堅牢です。ケース内の抵抗素子はシリコーンゴジングされており、口出し線の固定材などにはアルミナ磁性材ムでモールドされていますので、防湿性、耐衝撃性に優れて料を用いて耐熱構造としています。最高500℃までの高温表います。

面の温度測定ができます。
小形補強形（R060−□8）フレキシブル形（R060−□2、□5、□6）
R060−□2の白金抵抗素子は、シリコーンゴムにてモールドさ

白金抵抗素子は、熱伝導の良い銅の円板に埋込まれており、れ、仕上り厚みは0.8mmと非常に薄く、長手方向に最小半径機械的強度に優れています。
また、口出しリード線も高温用20mmの曲面までフィットするフレキシブル性を有しています※。

樹脂にて固定されているため、断線などに対しても強くなって薄形のため、被測定面に熱的外乱を与えることも少なく、−50℃います。外径はφ7mmと小さいため、微小部分の測定に適しから250℃までの温度域で測定ができます。ています。

※横手方向は曲げ不可

PE-09-164■一般仕様
形式

R060-□2
R060-□5・R060-□6（フレキシブル形）

R060-□3・R060-□7（小形フレキシブル形）

測 定 範 囲 −50〜250℃−50〜250℃−50〜150℃−30〜500℃−100〜250℃

許 容 差 JIS クラス B

JIS クラス B

JIS クラス B

JIS クラス B

JIS クラス B

抵 抗 素 子 Pt100、JPt100
100Ω at 0℃ 3線式

Pt100、JPt100
100Ω at 0℃ 3線式

Pt100、JPt100
100Ω at 0℃ 3線式

Pt100、JPt100
100Ω at 0℃ 3線式

Pt100、JPt100
100Ω at 0℃ 3線式

規 定 電 流 2mA、JPtは5mA2mA、JPtは5mA2mA、JPtは5mA2mA、JPtは5mA2mA、JPtは5mA

接 続 導 線 単線3本よりシリコーンゴム

単線3本よりシリコーンゴム被覆導線2m付き

単線3本よりシリコーンゴム被覆導線2m付き

単線3本よりガラスウール
編組導線2m付き

単線3本よりシリコーンゴム
被覆導線2m付き

取 付 方 法 ネジ取付け

貼付けまたははさみ付け貼付けまたははさみ付け

ネジ取付け

貼付けまたははさみ付け

応 答 性※

R060-□2
25→100℃(水中)約2秒
100→25℃(水中)約1秒
R060-□525→100℃(水中)約13秒
100→25℃(水中)約10秒
R060-□625→100℃(水中)約17秒
100→25℃(水中)約12秒
シート状
シリコーンゴムモールド

R060-□3
25→100℃(水中) 約2秒
100→25℃(水中) 約1.5秒
R060-□7
25→100℃(水中) 約8秒
100→25℃(水中) 約6秒

シート状
シリコーンゴムモールド

箱形
黄銅、
クロームメッキ

銅円板
樹脂モールド曲面取付け 不可

最小曲率半径20mmまで可※横手方向は曲げ不可

不可

不可

用

静止表面の温度測定および監視用センサ
樹木、葉の表面温度などの施設園芸用温度測定センサ
その他、微小物体などの表面温度測定センサ

各種材料、機器などの、静止している表面の温度測定

各種材料、機器などの、静止している表面の温度測定、その他、微小物体などの表面温度測定
センサ

R060-□1（汎用形）

仕様

被覆導線2m付き（25℃→100℃(水中)約10秒） 100℃→25℃(水中)約10秒

平衡値の90％までに達する時間

ハウジング 箱形
黄銅、黒色ニッケルメッキ、シリコーンゴムモールド

途 各種材料、機器などの、静止している表面の温度測定

R060-□4（高温測定形）（

比較的高い温度測定に適しています

R060-□8（小形補強形））※応答性試験のため水中投入していますが、センサ本体に防水性はありません。

■外形寸法●R060-□1（汎用形）●R060-□2（フレキシブル形）●R060-□3（小形フレキシブル形）

2ーφ4穴
シリコーンゴムモールド
単線３本よりシリコーンゴム被覆導線2m

シリコーンゴムチューブ

1

シリコーンゴムチューブ

2.530

12.5

25.5
0.8

単線3本よりシリコーンゴム被覆導線2m

15

単線3本よりシリコーンゴム被覆導線2m
8

1432
2618

シリコーンゴムチューブ

黄銅ケース●R060-□4（高温測定形）●R060-□5（フレキシブル形）●R060-□6（フレキシブル形）

2ーφ3.5穴
単線３本よりシリコーンゴム被覆導線2m

単線3本よりシリコーンゴム被覆導線2m
15202921

ガラスウールチューブ

シリコーンゴムチューブ
5

シリコーンゴムチューブ

54343050単線３本よりガラスウール編組導線2m

17

黄銅ケース

●R060-□7（小形フレキシブル形）●R060-□8（小形補強形）
材質：銅30シリコーンゴムチューブ
1.5203シリコーン圧縮チューブ

710

単線3本よりシリコーンゴム被覆導線2m

単位：mm

5PE-09-16表面温度測定用センサ
C015シリーズ

簡易補償形表面温度測定用センサ（熱電対）標準形表面温度測定用センサ
ディスタンサ付き表面温度測定用センサ
反射板付き表面温度測定用センサ

本センサは、非接触形の表面温度測定用熱電対で、近接気体と真温度との差を自動補償する回路を内蔵しています。
回転ローラ、移動ベルト、プラスチックシートなどの表面温度を高精度に測定します。本センサの特長は次の通りです。
標準形
常温から250℃、または500℃の温度域において、測定距離を一定（1〜2mm）にして非接触で測定します。
被測定面温度および測定周囲の温度変化に対し、測定温度を自動的に補償して測定します。
安定化フィルタの採用により、外乱に強く、安定した測定を行います。
被測定面の温度や、表面状態などによる放射率補正の必要ディスタンサ付きはありません。
検出素子は、Ｋ熱電対を使用していますので、受信計器を特反射板付き殊にする必要はありません。

■形式一覧形仕様
形式

標準形状

測定範囲
ディスタ 常 温 常 温〜〜
反射板付き
ンサ付き 250℃ 500℃

C015−11○○C015−21○○C015−31○○C015−41○○○C015−22○○C015−32○○

C015−42○○○C015−23○○

PE-09-1610m

○

○

○5m

○

C015−12C015−13

接続導線

○○

概要

測定周囲条件に対し比較的外乱が少なく、また、測定距離が 1〜2 mm 間で一定している場合の測定に適しています。
各種工業における圧延ローラ、巻取ローラ、加熱ローラ、捺染ローラや、走行ベルト、シートなどの表面温度測定に使用できます。

○○○

反射板を取付けた表面温度センサです。外乱の多い測定周囲条件、または測定距離を3mm位に大きくとる場合に使用します。

○○○

6偏芯ローラ、軸変動ベルトなどのように、測定距離が変動する場合の表面温度測定に適しています。
測定面の変動が±5mmまでは、常時テフロンローラが被測定面に密着し、安定した測定が行えます。

■外形寸法

補償導線（0.3m）

φ7キャブタイヤ
5芯耐熱ビニール
5mまたは10m

φ22

測温プローブ

記録計
調節計
その他Ｋ入力用
一般計器

抵
抗ボックス

62

28〜30

抵
抗ボックス
５芯特殊複合導線（5mまたは10m)

測温プローブ●標準形表面温度測定用センサ

97

本センサは、測温プローブと抵抗ボックスから構成されています。測温プローブは３対の測温エレメントがコイル状に形成され、反射鏡とともに受熱効率を良くしています。エレメント前面には、安定化フィルタを入れて、出力の安定化をはかると同時に、エレメントの保護を行います。抵抗ボックスには、補償量を決めるトリマ抵抗を内蔵しています。

60

成45

■構300

φ25●構造●反射板付き表面温度測定用センサ

5mまたは10m
φ7キャブタイヤリード
5芯耐熱ビニールまたはシリコーンゴム

測
温プローブ

φ22アルミニウム

アルミニウムシリコーン樹脂
Kφ0.1

反射鏡

453〜3.6

反射板

12028〜33

97

Kφ0.3228〜30

PPS樹脂

62

抵
抗ボックス

97

60

中継端子（t2）

300
側温面（t1）●ディスタンサ付き表面温度測定用センサ

φ256.5

マイカフィルタ
33±5mm変動可能

6299

単位：mm

支持具（固定）51（ふっ素樹脂ロール）（ステンレス軸）2■一般仕様
測温エレメント ：K 熱電対素線

測範

囲

温定

精68

囲 ：一般用常温〜250℃

高温用

常温〜500℃

度 ：一般用

最高 100℃

高温用

最高 230℃●標準形、反射板付きの取付板加工例
2-M5ネジ

度 ：測定範囲200℃幅内にて±5℃以内
ただし測定範囲の中間で補償定数を求めた場合

定応
出

距答

力

5〜10離 ：1〜2mm一定

2φ40穴 2-M5ネジ

性 ：約6秒（時定数）
信号 ：K熱電対起電力
30

出力インピーダンス：15〜22Ω
出力安定化フィルタ：0.07mm厚接続

導4-M5ネジ

25約60測●ディスタンサ付きの取付板加工例

約60

周

定

径 ：φ0.1mm

30測

線

約50

素5〜103025

単位：mm

アンバ・マイカ■測定方法

線 ：φ7mm耐熱ビニール導線またはシリコーンゴム①接触形表面温度計を用いて、被測定面の温度を測定します。この時、被測定面が移動表面の場合は一時的に静止させて測温してください。
②抵抗ボックス内のトリマ抵抗を ドライバで調整して、本器の出力を接触形表面温度計の測定値に合わせて使用します。

被覆導線5m（10m）付き

7PE-09-16

C060シリーズ

シートカップル（熱電対）
MODEL C060-K
C060-T
本センサは、シート状の熱電対（K、T）の測温接点を絶縁紙で覆ったものです。
被測定物体の表面に直接貼り付けたり圧着するなどしてその表面温度測定に使用します。
●応答性が速い
熱電対の厚みが0.07mmと非常に薄いので、応答感度が優れています。
条件
25℃→100℃
静止水中

90%応答時間■一般仕様

約0.1秒以下

25℃→100℃
静止空気中測

約14秒

定

許範
容

差 ：JIS クラス 2

素接囲 ：−40〜300℃※1
Ｔ
線 ：Ｋ、

続

導

Ｔ用補償導線またはφ0.32Ｋ、
Ｔ
線 ：Ｋ、熱電対素線●熱的外乱を与えない
接形状が小さいため、熱容量が小さく被測定面に与える熱的続方法 ：スポット溶接または銀ろう付け（比較的低い温度で使用する時はハンダ付けで可）外乱が少ないので、微小物体の温度測定にも適します。

ご指定によりコード付きも製作いたします。

●接着・巻き付けが容易

取

比較的低温では、接着剤による被測定物への接着が便利付用です。

方法 ：接着剤やテープによる貼り付けか、圧着
途 ：静止表面の温度測定および監視用センサ
微小物体などの表面温度測定用センサ

また、テープなどで巻き付けて使用すれば、パイプなどの曲面静止表面の温度分布測定用センサの測温が容易です。

※1 絶縁紙耐熱は250℃となります。

■外形寸法
厚さ0.07絶縁紙
厚さ0.05×2

1.575

1.5735

単位：mm

URL : https://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-803-3956-2111

PE-09-16

営業所：

札 幌
仙 台
新 潟
水 戸
高 崎
大 宮

千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡
富 山

安全に関するご注意
福 岡
北九州

名古屋
大 津
大 阪
姫 路
岡 山
広 島

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2021年7月現在のものです。

8

発行 2021.7

2,.
初版 1973.4