Product Information

PIロータノード®
Ｅ７９０１６Ｘ

ロータノード E79016X は、回転機構に液体金属潤滑動圧軸受（ＬＭ軸受）を用いることで連続高速回転を可能とし、静粛性と高信頼性を実現したＸ線管装置です。
このロータノードは、シネ撮影などの高速繰り返し撮影に最適な優れた機能を備えており、グリッド制御による高速パルス透視が可能です。
陽極熱容量は 2130 kJ の大容量陽極を採用し、さらに水冷式熱交換器を備え、管装置冷却率は 3.5 kW と高冷却を実現しており、撮影間隔を短縮し、連続してより多くの撮影ができます。

一般定格
電撃に対する保護の形式：程度による分類（IEC60601-1:2005+A1:2012） ...............................クラス Ⅰ ME EQUIPMENT
電気的定格：
使用回路:
高電圧装置 ...........................................................定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................... 中性点接地方式
公称最高管電圧：
撮影時 .............................................................................. 125 kV
連続透視時 .......................................................................... 125 kV
グリッド制御方式パルス透視時......................................................... 120 kV
公称焦点値：
大焦点 ................................................................................. 1.0
中焦点 ................................................................................. 0.6
小焦点 ................................................................................. 0.3
公称陽極入力（照射時間：0.1s）................................................. 最大入力図参照
大焦点 .............................................................................. 100 kW
中焦点 ............................................................................... 48 kW
小焦点 ............................................................................... 17 kW
公称撮影陽極入力：
大焦点 ............................................................................... 96 kW
中焦点 ............................................................................... 46 kW
小焦点 ............................................................................... 16 kW★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

E79016X

陽極回転数 ..................................................................... 9000 min-1 以上
管電流遮断格子電圧（小焦点） ....................................................... -2900 VDC
絶縁抵抗（低電圧側） ............................................................... 2 MΩ以上
熱交換器入力電圧／電流 ......................................................... AC 100 V, 2 A
熱交換器電源周波数 .................................................................. 50/60 Hz
正常使用における管容器温度範囲.................................................... 16 ～ 75 ℃
外囲器電流（125kV/100mA） ........................................................... 約 10 mA
外囲器電圧（125kV/100mA） ............................................................... 0 kV
機械的定格：
外形寸法 .......................................................................... 外形図参照
全 長 .............................................................................. 562 mm
最大部直径 .......................................................................... 213 mm
ターゲット：
角 度 ................................................................................ 11°
直 径 .............................................................................. 140 mm
材 質 .................................................................レニウムタングステン
固有ろ過 ....................................... アルミニウム当量 1.1 mm / 75 kV IEC60522:1999
Ｘ線遮蔽（IEC60601-1-3:2008 を満足する。）：
漏洩線量測定条件 ............................................................. 125 kV, 18 mA
Ｘ線照射範囲 ...................................................... SID 1000 mm にて 389×521 mm
質 量 ............................................................................... 約 46 kg
高電圧端子 .............................................................CLAYMOUNT 社 MINI-75 形
低電圧端子 ........................................................................ 外形図参照
冷却方式 ...................................................................水冷式熱交換器方式
使用位置 ................................................................................ 任意- 2 -E79016X

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
公称最高管電圧：
撮影時 .............................................................................. 125 kV
連続透視時 .......................................................................... 125 kV
グリッド制御方法パルス透視時......................................................... 120 kV
陽極（または陰極）アース間 ........................................................... 62.5 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 50 kV
最大使用管電流 ................................................................ 最大入力図参照
大焦点 ............................................................................. 1000 mA
中焦点 .............................................................................. 630 mA
小焦点 .............................................................................. 180 mA
最大フィラメント電流：
大焦点 ............................................................................... 5.9 A
中焦点 ............................................................................... 5.2 A
小焦点 ............................................................................... 5.4 A
最大フィラメント電圧：
大焦点（5.9 A） ............................................................. 12.5 ～ 16.7 V
中焦点（5.2 A） ............................................................. 10.0 ～ 13.4 V
小焦点（5.4 A） ............................................................... 3.7 ～ 5.0 V
使用フィラメント加熱電源回路 .................................................. AC 25 kHz 以下
連続陽極入力 .......................................................................... 2200 W
熱特性：
陽極熱容量 ...............................................................2130 kJ (3000 kHU)
陽極冷却率 .......................................................................... 5500 W
管装置熱容量 .............................................................2050 kJ (2890 kHU)
公称連続入力：水冷式熱交換器付(１) ............................................................... 3500 W
注(１) 水冷式熱交換器(HEX-119 または HEX-125)と組合せ、水冷式熱交換器の周囲温度 25℃での連続陽極入力。

- 3 -E79016X

許容環境条件
使用環境条件：
使用時環境温度 ................................................................. 18 ～ 40 ℃
使用時湿度 ..................................................................... 30 ～ 85 ％(結露無いこと)
気 圧 ....................................................................... 70 ～ 106 kPa
輸送及び保管条件：
輸送及び保管温度：
冷却水充填前(１) ............................................................ -20 ～ 70 ℃
冷却水充填後 .................................................................. 2 ～ 60 ℃
輸送及び保管湿度 ............................................................... 20 ～ 90 ％(結露無いこと)
気 圧 ....................................................................... 50 ～ 106 kPa
姿 勢 .............................................................................. 陰極下注(１) 冷却水が一部でも残っていると冷却水の凍結によりＸ線管装置が破損する場合があります。

- 4 -E79016X

最大単発負荷定格
動作条件： 定電圧形Ｘ線高電圧装置
陽極回転数 ９０００ｍｉｎ－１
公称焦点値：１．０
1000

100kV 90kV 80kV
120kV

70kV

90060kV

管 電 流 [mA]

800
700
600

50kV

500
400
300
200
10000.01

0.03
0.07
0.02
0.05 0.1

0.2 0.3 0.5

0.71235 7 10負 荷 時 間 [s]

装置誤差、校正誤差についても考慮し、いかなる場合も表値を超えて使用しないでください。

公称焦点値：０．６630
600

80kV
90kV
70kV

100kV
50060kV

管 電 流 [mA]

120kV40050kV
30020010000.01

0.030.070.02
0.05 0.1

0.2 0.3 0.50.71235 7 10負 荷 時 間 [s]

装置誤差、校正誤差についても考慮し、いかなる場合も表値を超えて使用しないでください。
- 5 -E79016X

最大単発負荷定格
動作条件： 定電圧形Ｘ線高電圧装置
陽極回転数 ９０００ｍｉｎ－１
公称焦点値：０．３180100kV

90kV
80kV
70kV

160125kV

管 電 流 [mA]

14012060kV

10050kV

80604020
00.01 0.02
0.05 0.1
0.03 0.070.2 0.3 0.5 0.7 1235 7 10負 荷 時 間 [s]

装置誤差、校正誤差についても考慮し、いかなる場合も表値を超えて使用しないでください。

- 6 -E79016X

フィラメント・管電流特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：１．０（代表値）
1000

1890kV

800

16100kV

700

14120KV

Ef

600

12500

1070kV

400860kV
300

650kV

200

4100204.2

4.44.64.8

5.05.25.45.6

フィラメント電圧 [V]900

管 電 流 [mA]

2080kV05.8 5.9

フィラメント電流 [A]

公称焦点値：０．６（代表値）
70kV

550

1580kV

5001490kV450

管 電 流 [mA]

16.6
1613100kV

40012120kV

11350
300

10Ef

250

9200

860kV

150750kV

1006550403.84.04.2

4.44.6

フィラメント電流 [A]

- 7 -

4.8

5.05.2

フィラメント電圧 [V]

630
600

E79016X

フィラメント・管電流特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：０．３（代表値）

90kV

160

5100kV140

管 電 流 [mA]

5.580kV

4.5120kV

4120Ef

3.5

10070kV

80360kV60

2.550kV

40220

1.5
10
4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

フィラメント電流 [A]

- 8 -

5.0

5.2

5.4

フィラメント電圧 [V]180

E79016X

熱特性図
Ｘ線管装置加熱・冷却曲線（周囲温度２５℃）
2050
2000

3.5kW

Ｘ線管装置に残留する熱量 [kJ]

冷却
1500

2.0kW
1000500

加熱
001020304050607080

冷 却 時 間 [min]陽極加熱・冷却曲線
5.5kW

2130

4.2kW

2000

Ｘ線管に残存する熱量 [kJ]

1800
1600

2.2kW

1400
1200
1000

冷却800
600
400200
加熱005101520

冷 却 時 間 [min]- 9 -2530

E79016X

外形図（１）
単位：ｍｍ

鉛コーン形状

130
126

61R

259.5
4-M8 深1574

φ136
φ177
φ213

128

111.8

φ 92

61R

φ165

□2245°

A

4-M6 深8

焦点位置
焦点中心

127
211
中心放射線かつ基準軸B-1.5mm≦A≦1.5mm-1.5mm≦B≦1.5mm

562

293

269
11°

CATHODE2Ｂ
109.5ＣCATHODE1193
182

Ｍ (0.6: 中焦点)

Ｇ (GRID)

ANODE

12209

Ｃ (COMMON)

Ｌ (1.0: 大焦点)

Ｓ (0.3: 小焦点)

Ｃ (COMMON)

Ｇ (GRID)

C (COMMON)CATHODE１

CATHODE２

陽極・陰極端子：CLAYMOUNT社MINI-75- 10 -E79016X

外形図（２）
単位：ｍｍ

Ｃ矢視図

焦点位置

Ｂ矢視図
主放射線方向

133.5

109

アンダーガード（アーム搭載時は取外す）

114

73
109

106.5

64.5

650

170

114

低圧端子台

107.5

31

114

7373

116

60146

32

208.5

低電圧端子結線図（カバー取り外し状態）

110
140
170

6-M8 深10C1

S1R190 5120

S262.5107129151
低電圧端子
ＥＴ･･･保護接地端子
Ｕ ･･･ステータコイルＵ相Ｖ ･･･ステータコイルＶ相Ｗ ･･･ステータコイルＷ相

Ｇ ･･･ゲッター
ＭＴ･･･金属外囲器端子
Ｐ ･･･ポンプモータ（50/60Hz 100V）Ｃ１･･･温度スイッチ共通- 11 -

Ｓ１･･･温度スイッチ８０℃（常時閉）
Ｓ２･･･温度スイッチ７０℃（常時閉）
ＦＥ･･･ケーブルシーケンス線アース

営業部 応用技術課〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
PJ-E79016X 2021-12