地墨自動合わせ

NAVI 受光器セット

レーザー墨出し器＜NAVIレーザー矩・横・両縦/10m/IP＞

取扱説明書● タジマレーザー専用受 光 器（NAVI-RCV、ML-RCV）がご使用いただけます。

NAVI/ナビレーザーを誘導するナビゲーション機構を内蔵したのがNAVIシリーズです。
受光器を地墨に合わせると、レーザー光はこれを追尾してピタリ一致。
そのまま天井に地墨ラインを転写できます。従来の二人作業が一人で可能になりました。

このたびはタジマレーザーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。本製品の性能をご理解の上で、適切な取扱いと保守をしていただくようお願いいたします。取扱い方法などのお問い合わせは、レーザー相談デスクへ〈0120-933297〉。
お読みになった後は、後日必要になることがありますので、必ず保管してください。

目次
本機を正しく使うためのご注意............1
特徴 .........................................................5
付属品......................................................6
各部の名称 .............................................7
使用方法：墨出し器本体部 ...................8
使用方法：ナビ/リモコン機構部 ....... 10
ナビ/リモコンの使用可能な距離・範囲.. 12
タイムアウト機能................................. 13
精度の確認........................................... 14
精度の考え方.......................................20仕様 ...................................................... 21
よくあるご質問....................................22
保証 ......................................................22
故障かなと思ったら............................23
故障した時は .......................................24

本機を正しく使うためのご注意
安全にお使いいただくための重要な内容です。全てをよくお読みの上、指示に従い正しく使用してください。

表示の説明「人が死亡または障害を負う可能警告 誤った取扱いをすると、性があること」を示します。
「人が障害を負う可能性、および注意 誤った取扱いをすると、物的損害のみが発生する可能性があること」を示します。

絵表示についてしてはいけないことを示す「禁止」表示です。
必ず実行していただくことを示す「強制」表示です。

安全上のご注意
本機はレーザー光を出射します。レーザー安全基準（JIS C6802：2005）のク
ラス1Mに準拠していますが、以下に記載する内容には十分に注意してご使用ください。

■光学器具で直接レーザー光を見ないでください
禁止

望遠鏡やルーペなどでレーザー光を直接見ると危険です。

警告■レーザー光を直接のぞかないでください■レーザー光路は眼の高さを避けてください■レーザー光路に立ち入らないようにしてください■レーザー光路に反射物を置かないでください■レーザー光を他の人に向けないでください■幼児や子供の手の届く場所には保管しないでください
レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。
障害が疑われる場合は速やかに医師の診断を受けてください。

■絶対に分解や改造をしないでください
禁止

本機を分解、改造すると故障、感電の原因となります。

注意■使用しない場合は乾電池を取り出してください
強制乾電池から液が漏れ出して、故障の原因となります。

■乾電池を火の中に入れたり、充電をして使用しないでください
禁止

乾電池の液漏れ、発熱、破壊の原因となります。

■使用者への安全教育について
強制レーザー光の性質、危険性などについて、十分ご理解の上ご使用ください。

1

使用上のご注意■使用前使用後には、必ず精度確認をしてください
精度の確認 方法通りに、使 用前使 用後に必ず 精度確認を行ってください。
故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
詳しくは14〜19ページの「精度の確認」をご覧ください。

■強いショックをあたえないでください
本機を倒したり、落としたりしないでください。衝撃や振動が加わった場合には精度確認を行ってください。

■本体を移動する際は、スイッチをOFFにしてください
スイッチはOFFと同時に本体内部がロックされます。スイッチは途中で止めないで最後まで戻してください。

■運搬する場合は、専用のキャリングケースに入れてください
ケース収納時も衝撃や振動をあたえないでください。また、修理など荷物として送る場合は輸送用外函に入れてお送りください。

■ナビ/リモコンのご使用について●ナビ/リモコン受光部には指を触れないでください。破損や誤測定の原因になります。
●ナビ/リモコン使用時には、レーザー墨出し器と受光器の間を遮断、遮蔽しないでください。必要な送受信情報が伝わらず、誤作動の原因になります。
●周囲に反射しやすいものがある場合、その面にレーザー光が反射し受光器が誤反応することがあります。

■故障したまま、本機をお使いにならないでください
すぐに使用を中止して、お求めの販売店または、タジマメンテナンスセンターに修理をご依頼ください。
詳しくは24ページ「故障した時は」をご覧ください。

2

■濡れたままお使いにならないでください
本機は防塵・防水性能（IP54）となっています。ただし、雨中での使用や、出射窓の水滴・汚れなどが精度不良の原因となります。必ず、水滴・汚れを拭き取ってからご使用ください。

■本機はー5℃〜40℃の範囲でご使用ください指 定 範囲 外 の温 度で使 用すると故 障および 精度 不良の原因となる場合があります。

■結露したままお使いにならないでください
結露が確認されましたら、電源を入れずに結露が取れるまで放置してください。
その後電源を入れれば正常に作動します。
何時間たっても作動しない場合は、タジマメンテナンスセンターにご相談ください。

■次の場合、ナビ機能が正常に動作しない場合があります●直射日光や強い照明下●蛍光灯などの電磁波を発生する機器のそば●窓ガラスなど高反射面のそば●縦ライン・水平ラインのレーザー光の交差部分●受光器本体がレーザー墨出し器にまっすぐ向いていない●受光器本体が固定されていない■保管について●必ず専用のキャリングケースに入れて保管してください。
●キャリングケースの掛金・ベルトが傷んでいたら本体を収納しないでください。ケースや本体が落下してケガをする恐れがあります。

■本機や付属品の保管場所として、次のような場所には置かないでください●直射日光があたるところや暖房器具の近くなど高温になるところ●冬場の屋外などの低温になるところ●ダッシュボード、トランク、荷台や直射日光下で窓を閉め切った車内●急激な温度変化のあるところ●磁気を帯びたところ●湿度の高いところ●振動の多いところ3■お手入れについて●ご使用後は機械の清掃をしてください。
●カバーガラスに水滴や汚れが付着していると、ライン光が暗くなったり、精度不良が発生する場合があります。水滴をよく拭き取り、レンズクリーナーなどで汚れをきれいに落としてください。
●本体の汚れは、埃をよく払ってからやわらかい布で軽く拭いてください。
シンナーなどの溶剤では絶対に拭かないでください。
●雨がかかったときは、水分をよく拭き取ってからキャリングケースに収納してください。

免責事項●取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。
●本製品の精度確認を怠ったことによって生じた付随的な損害（事業の利益の損失・事業の中断など）に対して、当社は一切責任を負いません。
●火 災・地 震・第三者による行為、その 他の事 故、使 用者の故 意または過 失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。

4特徴■墨出し器本体とNAVI受光器の組み合わせにより、縦ラインの地墨合わせが容易にできます。
■リモコン機能により水平ラインを離れた位置より回転させることが可能です。
■単3形アルカリ乾電池4本で連続約16時間（フルライン時）使用できます。
■市販の単3形充電池もご使用いただけます。
■本機は防塵・防水仕様となっていますので、屋外での作業にもご使用いただけます。
■専用のエレベーター三脚に取り付け可能です。
■タジマレーザー専用受光器（NAVI-RCV、ML-RCV）がご使用いただけます。
※ナビ機能とリモコン機能は、NAVIレーザーレシーバー（NAVI-RCV）のみでご使用可能です。

5

付属品＜専用受光器＞●NAVIレーザーレシーバー（品番：NAVI-RCV）ナビ/リモコン機能付受光器。

●レーザー
レシーバー用ケース
ベルトホ ル ダー 付 き の専用ケースです。
受 光 器 を携 帯 する時に便利です。

●レーザーゴーグル（品番：LA-GOGB）
明 るい 場 所 でレ ーザー 光が見にくい時に、ご使 用ください。

※ 詳 し くは N AV I レ ー
ザーレ シーバー の 取
扱 説 明 書 をよくお 読みください。

※目を保護するものではありません。
※暗い場所での使用には適しません。

●単3形アルカリ乾電池〈8本〉※墨出し器本体部用※ナビ/リモコン機構部用

6●単4形アルカリ乾電池〈4本〉
※受光器用

●専用
キャリングケース各部の名称ライン
切替スイッチ

出射窓

墨出し器
本体部

ナビ/リモコン機構部
リモコン受光部
下部ポイント
出射窓

脚整準ネジ

墨出し器本体部
電池ボックス
墨出し器本体電源

ナビ/リモコン電源スイッチ

円型気泡管

ナビ/リモコン機構部
電池ボックス

回転微調整
ツマミ

7使用方法：墨出し器本体部※受光器の使用方法については NAVIレーザーレシーバーの取扱説明書をお読みください。

1.

お 使 い に なる前 に、電 池 ボッ
クス に 単 3 形 アルカリ乾 電池 を 4 本 正しく 入 れてくだ さい。

2.

本機を水平にします。円型気泡管の気泡が赤い円の中心に来るように脚 整 準 ネジ を回して調整します。

気泡

赤い円
気泡管本体が±2゜
以上傾いている場合は、補正範囲外のためレーザーは自動的に消灯します。

3.

スイッチをONにしてください。同時にロックが解除され、レーザー光が出ます。

警告■光学器具で直接レーザー光を見ないでください。
■レーザー光を直接のぞかないでください。
■レーザー光を他の人に向けないでください。
レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。

ON
電 池 残 量 が 少な い 場 合 は 、レ ー
強制 ザー光が点滅します。この場合、

電 池 の 寿 命 で すので アルカリ乾電 池 4 本 を 同 時 に 交 換してください。

84.

出射ラインの切替えができます。
鉛直クロスポイント

出射ライン切替スイッチ

5.

緑

赤＜緑点灯＞・縦ライン3本・下部ポイント

緑

赤＜赤点灯＞・水平ライン

緑

赤＜両点灯＞・水平ライン・縦ライン3本・下部ポイント

左側
縦ライン

正面
縦ライン

水平ライン

下部ポイント右側
縦ライン

縦ライン、矩ラインを使用する場合、下部ポイントを地墨に合わせるように本機を設置してください。本体を回転させ、地墨に縦ラインを合わせます。

回転微調整機能をお使いいただくとより簡単に合わせられます。

地墨6.

使 用後は必ずスイッチがOFFになってい ることを 確 か め、ケースに戻してください。

OFF9使用方法：ナビ/リモコン機構部■ナビ/リモコン操作中は、受光部やリモコン送信窓を遮断、遮蔽しないでください。
誤動作を起こす原因となります。

注意 ■ナビ動作を連続して繰り返した場合、自動的に初期設定動作※を行う場合があります。
内部モーターの制御範囲を超えたため、再度初期設定動作を行っています。動作終了後通常にご使用いただけます。

1.

ナビ/リモコン機構部の電池ボックスに単3形アルカリ乾電 池を4本正しく入れてください。
●電池の入れ替え時は、本体をなるべく逆さまにしないでください。
故障の原因となる可能性があります。

2.

電源スイッチをONにしてください。スイッチ部のLEDが点灯します。
※初期設定動作について
電 源スイッチON直後、約10秒間の初期設定 動作に入り、墨出し器本体部が左右に動きます。
初期設定動作中は、●墨出し器本体部を回転させたり、ストラップを持って移動したりしないでください。
故障の原因となります。
●ナビ/リモコンの動 作を受 付けません。
初期設 定動作終了後に、リモコン操作を行ってください。

10

ON

電池残量が無くなると、受光器の操作に反応しなくなり、スイッチ部LEDが点滅します。60秒点滅後自動的にOFFになります。
強制
この場合、電池寿命ですのでアルカリ乾電池4本を同時に交換してください。

3.

使用後は必ず全てのスイッチを切ってケースに戻してください。

OFFナビ/リモコンの操作方法および受光器の使用方法については、「NAVIレーザー
レシーバー（品番：NAVI-RCV）」の取扱説明書もしくは「NAVIクイックマニュアル」をお読みください。

チャンネル切替■同じ作業現場に"タジマNAVIレーザー"が2 台以 上ある場合、他の受 光 器の 信号を受信して誤 動作をしてしまう可能性があります。
"NAVIレーザー"が2台以 上ある
場 合、受 光 器 の 電 池 ボックス内にあるチャンネル切替スイッチを各 々別に設 定してご 使 用ください。
（チャンネル1〜3）■ レーザー 墨出し器も受 光 器と同じチャンネルに合わせることが必要です。製品底面の、電池ボックス内にあるチャンネル切替スイッ
チを、受光器側のチャンネルに合わせて、スイッチ位置を変更してください。先端の細い釘などをご使用いただくと便利です。
※ご購入時はチャンネル1に設 定されています。

〈受光器電池ボックス〉
スイッチ〈本体底面〉
スイッチ

11

ナビ/リモコン機能の使用可能な距離・範囲

屋外のご使用時、特にナビ/リモコン機構部に直射日光が注意 入る場合など、距離が著しく短くなる場合があります。

使用可能範囲NAVI■ナビ/リモコン機能使用可能距離・範囲：（水平方向）1ｍ〜15ｍ以内※（高さ方向）−1.8ｍ〜3ｍ以内※
NAVIレーザーレシーバーとの組み合わせにより、墨出し器本体のナビ機能を使用して、自動的に縦ラインの地墨合わせができます。
（→操作方法：NAVIレーザーレシーバー取扱説明書、NAVIクイックマニュアル参照）※ナビ/リモコン機能の使用可能な距離・範囲は、測定位置・作業環境により異なります。上図は屋内ご使用時での目安となる使用範囲です。

12タイムアウト機能■墨出し器と受光器の間の赤外線通信を遮断してしまうとタイムアウトの原因となります。

注意

ナビ動作中に受光器を動かしたり、受光器のリモコン送信部、墨出し器のリモコン受信部を手などでふさいだり、墨出し器と受光器の間に物を置いたりすると、赤外線通信が遮断され、ナビ動作完了が妨げられ、タイムアウトとなります。

■NAVIレーザーは、ナビ動作開始時から約60秒間で動作が完了しなかった場合、自動的にナビ動作を停止する機能を備えています。
（タイムアウト機能）■タイムアウト時は、正しいキャッチ位置で動作が終了していない事をお知らせするために、墨出し器本体が左右に回転した後、キャッチ位置とは異なる場所（※）でレーザーラインが止まるように設定しています。
（ナビ/リモコン電源スイッチ部
LED高速点滅）※ラインのズレ幅は、約45°となります。
■受光器についても「ピッピッピ」と3回音を鳴らし、本体より若干早くタイムアウトとなります。

この空間で赤外線通信を行うので、「ナビ動作が完了するまで」赤外線信号を遮らないでください。

リモコン送信部

リモコン受光部

13

精度の確認※本機を使用する前、使用した後に、必ず下記の方法で精度確認をしてください。使用前

1. 縦ライン精度の確認

警告■光学器具で直接レーザー光を見ないでください。
■レーザー光を直接のぞかないでください。
■レーザー光を他の人に向けないでください。
レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。

1) 風の影響の少ない既設の建 造物の壁 を 選 び、高 さ 3 m の ポイント をマーキングします。ここをポイントAとします。
2) ポイントAから下げ振りを吊した床面のポイントをマーキングします。ここをポイントBとします。
3) この 壁 面のポイントBより、5m離れた位置に本機を設置します。
4) 本機の円型気泡管の気泡が赤い円の中心に来るように脚整準ネジを回して調整します。
赤い円気泡管気泡

5) 電源スイッチをONにして、縦ラインを出射します。
6) レーザーラインをポイントBに合わせます。
7) そのままの状態で、ポイントAの位置のレーザーラインをマーキングします。ここをポイントCとします。
8) ポイントAとポイントCの 差L1が許容範囲以内であれば正常です。
9) 本機を回転させ、他の縦ラインについても同様に確認してください。

14※この 精 度 の 確 認 方法 の 場 合、当社の精度保証規格は、1. 5 mm以内です。

使用後の精度確認により、故障による誤作業を防ぎます。

2. 鉛直クロスポイント精度の確認警告■光学器具で直接レーザー光を見ないでください。
■レーザー光を直接のぞかないでください。
■レーザー光を他の人に向けないでください。
レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。

1) 本機を天井高さ3mの部屋に設置します。

赤い円気泡気泡管2) 本機の円型気泡管の気泡が赤い円の中心に来るように脚整準ネジを回して調整します。
3) 電源スイッチをONにして、すべての縦ラインを出射します。
4) 下部ポイントと鉛直クロスポイントをマーキングします。ここをそれぞれポイントA ポイントBとします。
5) 本 機 が ず れ な い ようにゆっくりと180度回転させ、下部ポイントをポイントAに合わせます。
6) このとき の 鉛 直クロスポイント をマーキングします。ここをポイントCとします。
7) ポイントBとポイントCの差L1が許容範囲以内であれば正常です。
※この 精 度 の 確 認 方法 の 場 合、当社の精度保証規格は、1.5mm以内です。

15※本機を使用する前、使用した後に、必ず下記の方法で精度確認をしてください。使用前

3. 水平ライン精度の確認
赤い円気泡気泡管
厚さ2〜5c mの板

1) 5m離れた壁（又は柱）の中央に、厚み2〜5cmぐらいの板を置いて、その上に本機を設置します。
2) 本機の円型気泡管の気泡が赤い円の中心に来るように脚 整準 ネジを回して調整します。
3) 電源スイッチをONにして、すべてのレーザーラインを出射します。
4) 一方の 壁 面に出 射した 水平ラインの 中 心（ 縦 ラインとの 交 差 点 ）をマーキングします。ここをポイント
A'とします。
5) 本 機を180°反転して、もう一方の壁 面に出 射した 水平ラインの中心（ 縦 ラインとの 交 差 点 ）をマー キングします。ここを ポイントAとします。
6) 電源スイッチを一旦OFFにします。
7) 本 機をポイントA'側の壁ぎわの位置に移動します。※本機の載っている板を取除きます。

赤い円気泡気泡管8) 本機の円型気泡管の気泡が赤い円の中心に来るように脚 整準 ネジを回して調整します。
9) 電源スイッチをONにして、すべてのレーザーラインを出射します。
10) 壁面にラインを出射し、縦ラインをポイントA'にあわせます。そのときに 水平ラインの 中 心（ 縦 ラインとの交差点）をポイントB'とします。

16

使用後の精度確認により、故障による誤作業を防ぎます。

警告■光学器具で直接レーザー光を見ないでください。
■レーザー光を直接のぞかないでください。
■レーザー光を他の人に向けないでください。
レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。

11) 本機を180°反転して、もう一方の壁面にラインを出射し、縦ラインをポイントAにあわせます。
出 射した 水平ラインの 中 心（ 縦 ラインとの交差点）をマーキングします。これをポイントBとします。
12) 本機を右方向に約45°回転させ、ポイントBの 位 置 の 水平ラインをマーキングします。ここをポイントCとします。
13) 本機を左方向に約90°回転させ、ポイントBの 位 置 の 水平ラインをマーキングします。ここをポイントDとします。
14) ポイントA'からポイントB'までの距
離L1と、ポイントAからポイントB
ポイントC ポイントDの最大距離L2と最小距離L3を測定します。
15) L1とL2の差とL1とL3の差がそれぞれ許容範囲以内であれば正常です。
※この 精 度の 確 認 方法 の 場合、当社の 精度保 証 規 格は、±0.5mm以内です。

17

※本機を使用する前、使用した後に、必ず下記の方法で精度確認をしてください。使用前

4. 矩精度の確認

警告■光学器具で直接レーザー光を見ないでください。
■レーザー光を直接のぞかないでください。
■レーザー光を他の人に向けないでください。
レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。

B1）床が平らな場所を選び、長さ約11mの水糸を床にピンと張ります。
（現場の地墨線をご利用いただいても可です。）

水糸5m2）水糸の中央のポイントをマーキングします。ここをポイントAとします。

A

5m

11m

C3）ポイントAより、両側5m離れたポイントをマーキングします。ここをそれぞれポイントB ポイントCとします。

赤い円

5）本機の円型気泡管の気泡が赤い円の中心に来るように脚整準ネジを回して調整します。

4）本機をポイントAに設置します。

気泡6）電源スイッチをONにして、すべての縦ラインを出射します。
7）下部ポイントをポイントAに合わせます。その状態で右側縦ラインをポイントBに合わせます。

気泡管8）下部ポイントを基準として正面縦ラインの5m位置をマーキングします。これをポイントDとします。

DL1E右側縦ライン

189）本機がずれないようにゆっくりと回転させ、正面縦ラインがポイントCに合うようにします。

B正面縦ライン

ADEC

10）その状態で、ポイントDの位置の右側縦ラインをマーキングします。これをポイントEとします。
11）ポイントDとポイントEの差L1が許容範囲以内であれば正常です。
12）他の大矩についても同様に精度確認をしてください。
※この精度の確認方法の場合、当社の精度保証規格は、3mm以内です。

使用後の精度確認により、故障による誤作業を防ぎます。

5. 左右通り精度の確認

警告■光学器具で直接レーザー光を見ないでください。
■レーザー光を直接のぞかないでください。
■レーザー光を他の人に向けないでください。
レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。

B5m1）床が平らな 場所を選び、長さ約11mの 水 糸 を 床 にピ ンと張りま す。（ 現場の地墨線をご利用いただいても可です）

水糸A

11m5m

2）水糸の中央のポイントをマーキングします。ここをポイントAとします。

C3）ポイントAより、両側5m離れたポイント をマー キングしま す。ここを それぞ れ ポイントB ポイントCとします。
4）本機をポイントAに設置します。

赤い円B

気泡5）本 機 の 円 型 気 泡 管 の 気 泡 が 赤 い 円の中心に来るように脚整準ネジを回して調整します。

気泡管6）電 源スイッチをONにして、すべての縦ラインを出射します。

A7）下 部 ポイントをポイントAに合 わせます。その 状 態で右側 縦ラインをポイントBに合わせます。

C8）その 状 態 で、左側 縦ライン上のポイントCの位置にマーキングします。これをポイントDとします。

BA

L1
DC
DC

9）ポイントCとポイントDの 差L1が 許容範囲以内であれば正常です。
※この 精 度 の 確 認 方 法 の 場 合、当 社 の精 度 保 証 規 格 は 、1. 5 m m 以 内 です。

19精度の考え方

縦ライン10m 精度
レーザーのラインが下部ポイントを基準として、正面10m・天井5m・床面1mの範囲で±1mm以内に入る。
（正面5m・天井3m・床面0.6mの範囲で±0.75mm以内に入る。）

2mm以内

1mm 1mm

1.5mm以内

0.75 0.75mm mm

5m
3m
出射角135°

m
105m
1m

0.6m

水平ライン10 m 精度
レーザーのラインが下部ポイントを中心とした半径10mの範囲で±1mm以内に入る。
（半径5mの範囲で±0.5mm以内に入る。）

0.5mm
0.5mm

m
10
出射角110°

5m

1mm
1mm

20

仕様品

名品

番

出 射 光 光 源波

NAVIレーザー矩・横・両縦/10m/IP
N AV I - K Y R
可視光半導体レーザー

長ライン 635nm/ポイント 650nm

レーザー安全基準

クラス1M（JIS C 6802：2005）

光パ

出ルス力1mW以下

幅75μsec（常時パルス仕様）

縦 ラ イ ン 精 度

10mで±1mm以内（5mで±0.75mm）

水平ライン 精 度

10mで±1mm以内（5mで±0.5mm）

左 右 通 り 精 度

20mで±2mm以内（10mで±1.5mm）

直角精度

鉛 直 点 精 度ライン

90゜±(2mm/10m)
5mで±1mm以内（3mで±0.75mm）

幅10mで約3mm

自 動 補 正 範 囲
制動方式

防 塵・防 水 性 能±2°マグネットダンパー方式
保護等級IP54（防じん形・防まつ形※1）

使 用 温 度 範 囲

ー5℃〜40℃
墨出し器本体部

電源 ナビ/リモコン機構部

単3形アルカリ乾電池 4本
単3形アルカリ乾電池 4本

ナビ/リモコン
使用可能距離・範囲
外 形 寸 法受光器
単4形アルカリ乾電池 4本〈墨出し器本体部〉約16時間〈ナビ/リモコン機構部〉600回以上 ※2〈墨出し器本体部〉レーザー光点滅（30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅）〈ナビ/リモコン機構部〉電源スイッチLED点滅（60秒間点灯後電源OFF）（水平方向）1m〜15m以内（高さ方向）−1.8m〜3m以内（12ページ参照）
高さ205mm×幅152mm

重本体 約1700g（電池含む）キャリングケース収納時 約3550g

連 続 使 用 時 間(フルライン使用時)
電 池 寿 命 警 告

量縦 ライン出 射 角135°

水平ライン出射 角110°

微 調 整 範 囲

10m先で±280mm

使用可能な受光器

ML-RCV, NAVI-RCV※1

防塵性規格 5級：機器の所定動作および安全性を阻害する量の塵埃は入らない。
防水性規格 4級：水の飛まつ（あらゆる方向からの噴霧）に対して保護する。
※2 使用条件・使用方法により異なります。

●改良のため予告なく、仕様・外観を変更する場合があります。

21よくあるご質問

よくあるご質問

確認項目

操作方法がわからない場合は？

レーザー相談デスク（0120-933297）にお問い合わせください。

屋外で使いたい場合は？

付属のNAVIレーザーレシーバーをご使用ください。屋外使用などレーザーラインが見えにくい場所でレーザー光を感知し、音とランプでラインの位置をお知らせします。NAVIモードでラインを出射して、ご使用ください。

地面が傾いている場所でも使用できるの?

自動補正機能がついておりますので使用可能です。補正範囲外の場合は脚整準ネジで調整してください。

レ ー ザ ー 光 は「人体」へ の 影 響はないの？

レーザー安全基準のクラス1Mに準拠しています。通常の使用方法でご使用の場合、「人体」への影響はありません。
ただし、望遠鏡やルーペ等の光学器具を用いた場合は、危険ですのでレ ーザー 光 を 直 接 見 な いでくだ さ い 。また、人に向けての出射はしないでください。

盗難補償はどうやって加入するの？

販売店でご購入の際、レーザー墨出し器についている盗難補
償申込み書に必要事項をご記入いただき、保証書をお受け取りください。保証書をお受け取りになった時点で保証が有効となります。

保証○同封してあります「無償修理・盗難・火災補償制度保証書」記載の保証規定をよくお読みください。
○運送用ケースに付随する包装材は、修理の際に製品の保護のために必要となりますので、大切に保管してください。

22

故障かなと思ったらトラブルの状況

確認項目

ラインが出ない

電池の消耗・電池の入れ方・本体は十分に水平か（自動補正範囲内か否か）を確認してください。

ラ イン は 出 な い が 、表 示
LEDが交互に点滅している電池が消耗している可能性があります。新しい電池に入れ替えて、再度確認してください。

ラインが暗い電池の消耗、カバーガラスの汚れの有無を確認してください。

レーザーラインが点滅する新しい電池に入れ替えてください。

ナビ/リモコン機構部が回転しない

電源スイッチのON/OFF・電池の消耗・電池の入れ方・受光器と墨出し器のチャンネルの正誤を確認してください。
リモコン送信窓は本体に向いているか、墨出し器と受光器の間に遮るものがないかを確認してください。
ナビ/リモコンの 使 用可能 な 距 離・範 囲は測 定位
置・作業環境により異なります。
（ 詳しくはP12をご覧ください）
非対応の受光器（TL-RCVなど）を使用していないか確認してください。

レーザーレシーバーが反応しないレシーバーの電池の消耗・電池の入れ方を確認してください。

レーザーレシーバーがレーザーラインのないところで反応するカバーガラスの汚れを確認してください。
周囲に窓ガラスや金属などの反射しやすいものがないか確認してください。

上記の方法で、解決できない場合は故障です。
「故障した時は」をご覧ください。

23

故障した時は修理をご依頼される前に、上記の「故障かなと思ったら」を見て故障かどうかを確認してください。
1）「保証書」の有無をご確認ください。
購入時にご記入、保管いただきました「無償修理・盗難・火災補償制度保証書」に必要事項が記入されているか再度ご確認ください。
2）本機と「保証書」をキャリングケース及び運送用外箱に入れ、お買い求めの販売店にお持ちいただくか、タジマQ便サービスをご利用ください。

2425■当製品は精密電子部品を使用しています。
外部からの強い衝撃により精度不良となるおそれがあります。お取扱いおよび保管には十分に注意してください。尚、お客様が本説明書に記載された警告及び注意に従わないことに起因して、損害が発生した場合には、当社はその責を負いません。ご了承ください。

■製品についてのお問い合わせは・・・

レーザー相談デスク

0120-933297〈受付時間〉 月曜日〜金曜日（祝日･当社指定休日を除く）9：00〜17：30

SE0811500