Ultimate PolyAcrylamide GEL High Molecular Weight

PAGEL H
高い物理的強度と分離能を兼ね備えた究極のゲル
高分子量タンパク質の分離に適したポリアクリルアミドプレキャストゲル

「u-PAGEL H」シリーズ

1236kDa

770kDa20kDa

u-PAGEL H 3-14%(Blue-Native PAGE)

1kDa

u-PAGEL H 4-20%(SDS-PAGE)

u

Ultimate PolyAcrylamide GEL High Molecular Weight

PAGEL H

1989 年、アトー初 プレキャストゲル「PAGEL」の販売開始
2001 年、エコノミーなゲル「e-PAGEL」を発売
32 年後の 2021 年、高い物理的強度と分解能を兼ね備えた究極のゲル「u-PAGEL® H」

が新登場

u-PAGEL H は、アトーと名古屋大学大学院工学研究科の竹岡敬和准教授との共同研究により開発されたゲルで、従来製品よりも強度が高く、高分子の分離に適したゲルです。
u-PAGEL H は、新規架橋剤の採用により、従来のプレキャストゲルよりも、ポアサイズが大きく、かつ、強度の高いゲルになりました。従来のプレキャストゲルと比較して、泳動試料が目詰まりせずにゲル内に入るため、今まできれいに分離できなかった高分子バンド (200kDa ≦ ) も高解像度に分離できます。また、u-PAGEL H は、新規架橋剤によりもたらされた効果として、優れた機械的強度を備えていることから、低濃度ゲルであっても、染脱色操作、あるいは、ブロッティング操作において、ゲルがやぶれてしまうことが少なくなり、操作性が飛躍的に向上しました。
さらに、新たに開発したゲル緩衝液の採用によって、従来よりも転写効率が向上しました。
累積販売枚数 200 万枚以上、国産メーカー出荷数 NO.1 の PAGEL 新シリーズ u-PAGEL H をぜひお試しください。

電気泳動の萌芽期から進化し続ける PAGEL シリーズ
萌芽期

PAGEL

ポリアクリルアミドゲルの電気泳動法の開発
1964

Ornstein, L. Ann. N.Y. Acad. Sci., 121, 321-349
Davis, B.J. Ann. N.Y. Acad. Sci., 121, 404-427

1989
改元

成長期

1

1970

Laemmli, U.K. Nature, 227, 680- 685

1987

Schägger, Anal Biochem., 166(2), 368-379

e-PAGEL
平成元年

2001
野依 良治 博士

PAGEL

販売開始

ノーベル化学賞受賞

e-PAGEL

販売開始
e-PAGEL HR

2015
梶田 隆章 博士
大村 智 博士

ノーベル物理学賞受賞
ノーベル生理学・医学賞受賞

2018
本庶 佑 博士

ノーベル生理学・医学賞受賞

2021
真鍋 淑郎 博士

ノーベル物理学賞受賞

e-PAGEL HR

p-PAGELu-PAGEL

販売開始

販売開始

販売開始

u-PAGEL H

EzProtein
Ladder高分子タンパク質対応 5% 均一ゲル

u-PAGEL H (5%)
u・パジェル H

✔

(5%)

770

広い分画分子量範囲
75 ～ 1,000kDa まで対応✔

高いブロッティング効率✔

泳動時間は、35 ～ 45 分

140

100
75
kDa

116
97
77
kDa

EzProtein
Ladderu-PAGEL H (3-10%)(3-10%)✔

高いブロッティング効率✔

泳動時間は、35 ～ 45 分

270

245

220
170
140
116
97
77
66

180
140
100
75
60
45

EzRun を使用して、300V 定電圧の場合
使用期限は、冷蔵で 1 年

45

35
kDa

広範囲の分子量対応 3-14% グラディエントゲル✔

(3-14%)✔

高いブロッティング効率✔

泳動時間は、35 ～ 45 分

100
75
60
45
35
25
20
kDa

使用期限は、冷蔵で 1 年

u-PAGEL H (4-20%)

245
180
140
100
75
60
45

(4-20%)

広い分画分子量範囲✔

高いブロッティング効率✔

泳動時間は、30 ～ 40 分✔

使用期限は、冷蔵で 1 年

5 ～ 600kDa まで対応

35
25
20
15
10
～5
kDa

EzRun を使用して、300V 定電圧の場合

製品仕様

45
29
kDa

EzProtein
Ladder

広範囲の分子量対応 4-20% グラディエントゲル

✔

270
220
170
140
116
97
77
66

245
180
140

EzRun を使用して、300V 定電圧の場合

u・パジェル H

EzStandard
HMW

770

広い分画分子量範囲
20 ～ 1,500kDa まで対応✔

kDa

EzProtein
Ladderu-PAGEL H (3-14%)
u・パジェル H

EzStandard
HMW

770

広い分画分子量範囲
35 ～ 1,500kDa まで対応

✔

170

140

高分子タンパク質対応 3-10% グラディエントゲル

✔

220

180

使用期限は、冷蔵で 1 年

u・パジェル H

270

245

EzRun を使用して、300V 定電圧の場合✔

EzStandard
HMW

EzStandard
HMW
770
270
220
170
140
116
97
77
66
45
29

kDa

新登場！
u-PAGEL H (5%)

u-PAGEL H (3-10%)

u-PAGEL H (3-14%)

u-PAGEL H (4-20%)

5% 均一

3-10% グラディエント

3-14% グラディエント

4-20% グラディエント

u- パジェル H(5%)

ゲル濃度

u- パジェル H(3-10%)

u- パジェル H(3-14%)

u- パジェル H(4-20%)

型式

UH-T5

UH-R5

UH-T310

UH-R310

UH-T314

UH-R314

UH-T420

UH-R420

コード No.

2331300

2331310

2331302

23313122331306

2331316

2331304

2331314

検体数

14

18

14

18

14

18

14

18

分画範囲

75 ～ 1,000 kDa

35 ～ 1,500 kDa

35 ～ 1,500 kDa

アプライ量

14 検体

ゲルサイズ

90mm (W) x 83mm (H) x 1.0mm (D)

価格（税別）

最大 24uL 18 検体
25,800 円

5 ～ 600 kDa

最大 18uL

10 枚

本誌記載の価格 ( 税抜き ) および製品仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。最新の情報などに関しましては当社ホームページでご確認ください。

2

ポリアクリルアミドゲルについて
新規架橋剤により、ゲルの強度がパワーアップ！
ポリアクリルアミドゲル は、アクリルアミドと架橋剤である N,N'- メチレンビスアクリルアミド（Bis）がラジカル重合により結合した重合体です。アクリルアミドだけでは直鎖状につながっていくだけですが、架橋剤を加えることにより、架橋の役割を果たして網目（三次元）構造を持った重合体（ゲル）ができます。
ゲル濃度が低いほどポアサイズが大きくなるため、高分子タンパク質の分離が可能になります。しかし Bis は溶解度が低いため、Bis 同士が集まる部分ができ、不均一なゲルとなります（左下図）。不均一なゲルは機械的強度※が下がり、もろくやぶれやすいために取り扱いが難しいことが課題でした。

従来の架橋剤 (Bis) を用いたゲルの架橋イメージ

新規架橋剤を用いたゲルの架橋イメージ
アクリルアミド

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう従来の架橋剤Bis

ぎゅうぎゅう新規架橋剤
ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

今回アトーは Bis よりも溶解性が高く、結合の手の長い新規架橋剤を用いることで、低濃度であっても、均一なゲルの開発に成功しました（上中図）。Bis の約 1.7 倍高い
引張破断応力※で、機械的強度が優れています。

上方向に
引っ張る

またポアサイズが大きくなることで、泳動試料がゲルの網目に目詰まりすることなくスムーズに入り、さらに高い分離能を示します。

サンプル※強度は、サンプルの両端を引っ張って、サン
プルが破断するまでの力を測定します。

こんなに引っ張ってもやぶれません！
新規架橋剤を用いたゲルは、Bis を用いたゲルに比べて、引張破断ひずみ ※ が約 1.7 倍高く、やぶれにくいことが特長です。
染脱色操作やブロッティング操作において、ゲルが格段に取扱いやすくなりました。
強度に関する動画

3

Protocol
試料調製

細胞、組織や微生物などから RIPA Lysis バッファー、尿素系抽出液や SDS サンプルバッファーなどでタンパク質を抽出します。
SDS-PAGE 用の泳動サンプルは、SDS や還元剤を含有するサンプルバッファーと混合後、95℃で 3 ～ 10 分間加熱して SDS および還元処理を行います。
Native PAGE や二次元電気泳動用のタンパク質抽出には、SDS など、極性のあるイオン性界面活性剤は使用しません。

タンパク質抽出・処理液
WSE-7420 EzRIPA Lysis kit
WSE-7424 EzProteoLysis Native
AE-1430 EzApply (SDS PAGE 用 )WSE-7011 EzApply Native (Native, HR-CN,BN-PAGE 用 ) など ...

ブロックインキュベータ
WSC-2615 MyMiniBLOCK C&H など ...

高分子量タンパク質は立体構造が複雑なため、37℃で60 分 間、 ま た は、50 ℃ で30 分 間 加 熱 し て SDS お よび還元処理を行います。
（SDS PAGE の場合）

ボルテックスミキサー
WSC-2800 MyMiniVortex

小型遠心機
WSC-2700 MyMiniSpin

Application Note

電気泳動関連試薬

電気泳動

ヒートブロック、
シェーカー、遠心機

組織・細胞からのタンパク質抽出方法

サンプル調製SDS ポリアクリルアミドゲル電気泳動によりタンパク質を分離します。
目的タンパク質の分子量が不明な場合は、濃度勾配ゲルを使用します。

電気泳動・PAGE 用ゲルバッファー
AE-1410/1411 EzRun (SDS PAGE)
WSE-7055 EzRun TG (Native PAGE)
WSE-7056 EzRun ClearNative (HR-CN-PAGE)
WSE-7057 EzRun BlueNative (BN-PAGE)

電気泳動槽・電源装置

高分子量タンパク質を高速泳動する場合は、100V c.v. で
5 ～ 10 分間泳動し、試料がゲルに入ってから、300V c.v.
で泳動してください。
（SDS PAGE の場合）

AE-6530P ラピダス・ミニスラブ電気泳動槽
WSE-1150P パジェラン Ace
WSE-3100 パワーステーション ギブリⅠ など ...
電気泳動槽

電源装置

＜泳動条件＞
泳動緩衝液

EzRun
Tris/Gly/SDS

EzRunTG
Tris/Gly

泳動条件

泳動時間
4-20%

3-14%, 3-10%

5%300V c.v.

30-40 分35-45 分35-45 分150V c.v.

70-80 分90-100 分

90-110 分

20mA/gel c.c.

75-85 分100-120 分

100-120 分

20mA/gel c.c.

65-85 分90-110 分

90-100 分

HR-CN-PAGE および BN-PAGE の場合は、各泳動バッファーの取扱説明書にしたがって電気泳動してください。

染色

泳動後のゲルは CBB 染色等でバンドを確認したり、ウェスタンブロッティングなどの解析に使用します。

ゲル染色液
AE-1340 EzStainAQua
AE-1310 EzStain Reverse

Application Note
ゲルの染色

AE-1360 EzStain Silver

シーソーシェーカー
WSC-2400 シーソーシェーカー atto

4

Feature

高分子領域の分画範囲が広い！

分子量 (x 1000)① NPU-5L ② UH-T5 ③ Laemmli

500
290
240

左図は、高分子量マーカーを 5% の u-PAGEL H (UH-T5)と従来品の PAGEL (NPU-5L)、Laemmli 法に準拠したゲルで泳動した結果および画像解析ソフト CS Analyzer
4 で解析した検量線を示しています。
検量線から u-PAGEL H は、PAGEL よりも移動度が大きく、u-PAGEL H ( ② ) と PAGEL ( ① ) の矢印の長さの違いから、高分子領域の分離範囲が広いことが確認できます。
一方 u-PAGEL H（②）
は、Laemmli 法に準拠したゲル（③）と同等の移動度および高分子量分離範囲を示します。

移動度が大きく、
高分子領域の分離範囲が広い

160

移動度 (%)
116
97

①
②

66

③

kDa

ゲル
PAGEL 5%
(NPU-5L)
u-PAGEL H 5%
(UH-T5)Laemmli
5%

泳動条件

時間

20mA/gel c.c.

81 分

300V c.v.

38 分

150V c.v.

85 分

CS Analyzer 4 (Win版)
CSアナライザー4

コードNo.

2110030価格

250,000円

高分子バンドがこんなにシャープに！
u-PAGEL H
UH-T5

UH-T310

5% ゲル

UH-T314

3-10% ゲルUH-T420

3-14% ゲル

4-20% ゲル

他社製

Tris-Acetate
3-8% ゲル

γ
β 11
β 12
γ

γ
γ
β 11
β 12

β 11
β 12

α1
α2
α1
α2

5

β 11
β 12

α1
α2

α1
α2

γ
β 11
β 12

α1
α2

Collagen（コラーゲン）の泳動
左 図 は、 各 種 u-PAGEL H と 他 社 の ゲ ル を 用 い て
SDS-PAGE により Collagen（コラーゲン）抽出液を泳動した結果を示しています。
u-PAGEL H は、他社ゲルに比べて、バンドがスメアにならず、高分子のバンドもシャープに分離されることが確認できます。特にβ 11 と β 12 がシャープに分離されており、γ のバンドも明瞭に確認できる
うえ、さらに高分子領域のバンドもはっきりと視認できます。
さらに u-PAGEL H は、他社ゲルの約半分の時間で高速泳動が終了するうえに、低分子から高分子に至るまで、バンドがシャープに分離できることがわか
ります。
ゲル

泳動条件

時間

u-PAGEL H

300V c.v.

30~45 分他社ゲル 3-8%
Tris-Acetate gel

150V c.v.

61 分

4-20% なら低分子領域の分離もバッチリ！
① PAGEL ② u-PAGEL H ③他社ゲル(NPG-520L) (UH-T420)
4-20%

EzStandard LMW
①

②

③

29

①
②
③

ゲル
泳動条件
PAGEL 5-20%
20mA/gel c.c.
(NPG-520L)
u-PAGEL H 4-20%
300V c.v.
(UH-T420)
他社ゲル
200V c.v.
4-20%

時間
72 分
35 分
30 分

17
14
6.5
3.5
1
kDa

上図は、4-20% の u-PAGEL H (UH-T420) と従来品の 5-20% の PAGEL (NPG-520L)、他社既製ゲルを泳動して比較した結果を示しています。さらにゲル内の橙色枠で囲んだ低分子用分子量マーカー EzStandard LMW のレーンを拡大して示しました。
他社ゲル ( ③ ) は 1kDa のバンドがスメアで不明瞭なのに対して、u-PAGEL H( ② ) は、1kDa まで明瞭に分離できることが示されました。
さらに従来品（①）の約半分の時間で高速泳動をしても、緑色で囲まれた HeLa 抽出液が明瞭なバンドに分離されており、他社ゲル ( ③ )よりも良好なパターンが得られることがわかります。

１年間保存したゲルでも安定したデータが得られる！

4℃

37℃

2weeks

3weeks

4weeks保存による EzProtein Ladder 移動度の変化

移動度 (％ )

1week

保存条件
■ 245 kDa ■ 180 kDa ■ 140kDa ■ 100kDa■ 75 kDa ■ 60 kDa ■ 45 kDa ■ 35 kDa

上図は、3-10% の u-PAGEL H (UH-R310) の保存安定性試験のデータです。ポリアクリルアミドゲルの場合、おおよその目安ですが、37℃で 1 日の加温処理は 4℃保存時の約 1 か月に相当するといわれています。UH-R310 の泳動パターンからは、37℃で 4 週間加温処理後も、シャープなバンドが分離できることが確認できました。また有色分子量マーカー EzProtein Ladder の移動度が、保存期間
によって変化することなく、長期保存しても良好な泳動パターンが得られることが確認できます。したがって、4℃保存で少なくとも1 年間は品質が安定であるといえます。

6

N

ative PAGE

Native PAGE はドデシル硫酸ナトリウム（SDS）や還元剤（DTT など）を使用せずに、タンパク質をポリアクリルアミドゲルで電気泳動により分離する手法です。SDS イオン由来の負電荷を帯びず、タンパク質固有の電荷と分子量に依存して分離されます。タンパク質の変性が抑えられる
ため、タンパク質間の高次構造や生理活性などが保持されやすく、タンパク質の相互作用やコンプレックス、酵素活性などの解析に用いられます。
Native PAGE には従来の Native PAGE 法のほかに、タンパク質の高次構造を壊さずに、負電荷を帯びた色素であるクーマジーブリリアントブルー（CBB）を利用した Blue-Native PAGE
（BN-PAGE) や、弱い陰イオン性界面活性剤を利用した High-Resolution-Clear Native PAGE
（HR-CN-PAGE）
があります。BN-PAGE や HR-CN-PAGE は元々 Bis-Tris 系ゲルがベースとなって開発された泳動法であり、Tris-Gly 系ゲルには適さない方法でした。

Principle

それぞれの泳動方法の原理に関して、模式図を使用して簡単に説明します。

HR-CN-PAGE

－

Det.

Det.

－

－

Det.

Det.

－

－

Det.

－

Det.

Det.

－

Det.

－

+

解離
－

BN-PAGE

CBB

－

－

CBB

－

CBB

CBB

－

Native PAGESDS PAGE

消失

－

－

－

－
－

－

－

－

凝集 +

－

－
Det.

Det.

－

タンパク質コンプレックスの周りが陰性界面活性剤で覆われて泳動されるため、分子量に応じて分離されます。弱
く結合したコンプレックスは解離する
場合があります。酵素活性やタンパク質の機能は保持されます。

CBB

－

－

CBB

－

－
－

－

タンパク質コンプレックスの周りが負に帯電した CBB により覆われて泳動されます。コンプレックスが解離しな
い CBB 濃度なので、安定した形状で分子量に応じて分離されます。CBB の結合により酵素活性やタンパク質の機能は損なわれることがあります。

タンパク質をそのまま泳動するため、タンパク質の等電点が分子量よりも影響が大きくなります。ゲルの㏗よりも等電点が大きいタンパク質は、陰極側に移動して消失することがあります。またタンパ
ク質コンプレックスは壊れませんが、凝集が生じることがあります。

タンパク質コンプレックスは、SDS と還元剤の処理により解離して１本鎖のポリペプチドに変性します。SDS が均等に付加されて負の電荷を帯びるため、各ポリペプチドは分子量の大きさに従って分離されます。酵素活性などは損なわれることが多くなります。

ProtocolHR-CN-PAGE
WSE-7056

EzRun ClearNative

BN-PAGE
WSE-7057

EzRun BlueNative

7

Step 1

Step 2

EzRun ClearNative 陽極用を入れる

EzRun ClearNative 陰極用を入れる

Step 1
EzRun BlueNative
を入れる

Step 2
サンプルをアプライする

Step 3
サンプルをアプライしたら電気泳動スタート

Step 3BlueNative Buffer
Additive を添加する

電気泳動スタートTris-Glycine 系ゲルを使用した

BN-PAGE および HR-CN-PAGE
BN-PAGE
葉緑体
TG BT

MarkerTG BT

HR-CN-PAGE
大腸菌
TG BT

Marker
TG BT

1236
1048

葉緑体
TG BT

左図は分子量スタンダード EzStandard Native、
葉緑体抽出液、大腸菌抽出液を Tris-Gly 系ゲルである u-PAGEL H（TG）と従来法である BisTris 系ゲル（BT）を使用して、BN-PAGE または
HR-CN-PAGE により泳動分離した結果を示しています。黄矢印は相対するバンドを示しており、赤矢印は u-PAGEL H でのみ分離できた高分子を示しています。いずれの結果からも u-PAGEL H（TG）と Bis-Tris 系ゲル (BT) の BN-PAGE ある
いは HR-CN-PAGE で高い相関性が得られることが確認できます。さらに u-PAGEL H を使用した
BN-PAGE や HR-CN-PAGE は、赤矢印で示したようなスーパーコンプレックスの分離にも適し
ています。

大腸菌
TG BT

1236
1048

720

720

480
350

480
350

146

146
66
45
kDa

66
45
kDa

クリアなバンドで電気泳動分析の可能性が広がるタンパク質の酵素活性染色
HR-CN-PAGE

Cox Ⅰ

Cox Ⅱ

Cox Ⅳ

Cox Ⅴ

左図は UH-T314 でニワトリ肝ミトコンドリアタンパク質を HR-CNPAGE により泳動分離し、NADH デヒドロゲナーゼ（Cox Ⅰ）、コハク
酸デヒドロゲナーゼ（Cox Ⅱ）、チトクロム C オキシダーゼ（Cox Ⅳ）、ATP 合成酵素（Cox Ⅴ）をゲル内での酵素活性染色により検出した結果を示しています。活性染色後のゲルは、Printgraph Classic でカラー撮影しました。
HR-CN-PAGE は、無色透明のゲルのままで、タンパク質の酵素活性を保持しながら泳動分離することができるので、泳動後の酵素活性染色ではクリアなバンドを検出することができます。

1,236
1,048

720
480
350

ミトコンドリア酸化的リン酸化（OXPHOS）活性Cox Ⅰ：NADH デヒドロゲナーゼ活性
Cox Ⅱ：コハク酸デヒドロゲナーゼ活性
Cox Ⅳ：チトクロム C オキシダーゼ活性
Cox Ⅴ：ATP 合成酵素活性

146
66
kDa

関連製品
コードNo.

型式・名称

2332319

WSE-7424

EzProteoLysis Native

2332317

WSE-7011

EzApply Native

2332313

WSE-7056

2332315

数量

価格

１セット

Native PAGE用タンパク質抽出試薬

20,800円

１本

Native PAGE用サンプル調製試薬

9,800円EzRun ClearNative

１セット

HR-CN-PAGE用電気泳動バッファー

16,800円

WSE-7057

EzRun BlueNative

１セット

BN-PAGE用電気泳動バッファー

12,800円

2332344

WSE-7016

EzStandard Native

１セット

Native PAGE用分子量スタンダード

37,800円

2321905

AE-6530P

ラピダス・ミニスラブ電気泳動槽（PAGEL仕様）

1台

ミニスラブサイズポリアクリルアミドゲル電気泳動槽

52,800円

2321670

WSE-1150P

パジェランAce

1台

電源付ミニスラブサイズポリアクリルアミドゲル電気泳動槽

128,000円

2322197

WSE-1165

ラピダス・ミニスラブ電気泳動槽

ミニスラブサイズポリアクリルアミドゲル電気泳動槽

88,000円

2311130

WSE-3100

パワーステーション

最新型高機能電源装置

248,000円

2305405

WSE-5400A-CP

2305427

落射WhiteLEDプレートセット

ギブリⅠ

Printgraph Classic

１セット
1台
１セット

ゲル撮影用装置

本体・コントローラー

１セット

ゲル、PVDF膜撮影用白色透過光源

1,280,000円
100,000円

8A

pplications

ゲル染色フリーでトータルタンパク質のノーマライズをしよう！

ウェスタンブロッティングはターゲットタンパク質の検出をするために、最もよく使用されている方法です。
ターゲットタンパク質の発現量の変化や、サンプル間での比較などを行うためには、ターゲットタンパク質の量を何らかの方法で定量する必要があります。一般的にウェスタンブロッティングデータの定量は、検出されたバンドのシグナル強度をある指標（リファレンス）に対する相対値として表現する方法が使用されます（＝ノーマライズ）。

Application Note
Total Protein による
ノーマライズ

ノーマライズといえば、これまでハウスキーピングタンパク質（HKP) の発現量をリファレンスとし、それに対する相対値として、ターゲットタンパク質のシグナル強度を換算してきました。しかしハウスキーピングタンパク質の発現量が組織の違いや発生のステージ、細胞分裂などの影響を受けるため、必ずしも一定ではありません。そこでハウスキーピングタンパク質に変わってノーマライズに使用できるリファレンスとして、Total protein（TP、トータルタンパク質、総タンパク質 ) が注目されてきています。

トータルタンパク質の検出
サンプル調製電気泳動～
転写

EzLabel FluoroNeo でトータルタンパク質を蛍光ラベル

電気泳動後のゲル

転写後の PVDF 膜

転写後のゲル

ターゲット
タンパク質の検出
SMAD2 を検出

泳動後のゲルを撮影
装置でバンド検出
し た 後、EzFastBlot
HMW で転写トータルタンパク質の検出・画像取得

抗体反応
～
検出

データ撮影
～
保存

HRP 発光試薬またはHRP 発色試薬 でター

ゲットタンパク質を発
光 / 発色検出

ゲル撮影装置／スキャ
ナーでデータ取得
ターゲットタンパク質の検出・画像取得

9

EzLabel FluoroNeo で蛍光標識した細胞抽出液を u-PAGEL H (UH-R310) で分離し、ウェス
タンブロッティングを行った実験例を示しています。EzLabel FluoroNeo で蛍光標識したバンドを、Blue LED で励起して検出・撮影し、EzFastBlot HMW で転写した後の PVDF 膜とゲルを蛍光検出しました。転写後のゲルにはバンドがほとんど確認できず、良好に転写できていることが確認できます。さらに転写後の SMAD2 抗体で抗原抗体反応を行い、EzWestLumi One

によりターゲットタンパク質を発光検出しました。その後、トータルタンパク質と SMAD2
シグナルの輝度値を CS Analyzer 4 で解析し、トータルタンパク質でノーマライズを行った
結果をグラフに示しました。グラフに示されたように、ノーマライズ前後でターゲットタン
パク質の相対シグナル値が変化する場合があり、より正確に解析する上でもノーマライズが重要なことが判ります。

ラベリングサンプルの検出

EzLabel FluoroNeo による検出
UH-R5

UH-R310

CBB 染色

UH-R5

蛍光検出

UH-R310

CBB 染色UH-R420約 800kDa

CA19-9

UH-R420

蛍光検出

CBB 染色蛍光検出

サンプル： 分子量マーカー
左から Colo205, HCT116, SW620, HeLa, HepG2 細胞抽出液
蛍光標識サンプル： EzLabel FluoroNeo
低濃度ゲルの泳動条件： 300V、35 分（1x EzRun）
セミドライブロッティング
転写条件： EzFastBlot HMW、24V、30 分
操作のコツ動画
ブロッキング： EzBlock CAS 30 分
1 次抗体： CA19-9, CD66, Transferrin, SMAD2
2 次抗体： HRP 標識抗 IgG 抗体
検出：
EzWestLumiOne
撮影：
LuminoGraph III、スタンダード

EzLabel FluoroNeo により蛍光標識した細胞抽出液を u-PAGEL H (UH-R310)で分離し、EzFastBlot HMW により転写して、ウェスタンブロッティングを行った結果を示しています。
上図は泳動後に EzStainAQua で染色したゲル ( 左 ) と EzLabel FluoroNeo で蛍光検出したゲル ( 右 ) を比較しました。どちらの手法でも感度良くバンドが検出されることが確認できます。
さらに泳動後のゲルをウェスタンブロッティングした結果を左図に示しました。CA19-9、CD66 の発現は大腸がん細胞由来の Colo205 細胞抽出液のみで、Transferrin の発現は肝がん細胞由来の HepG2 細胞抽出液のみで確認されました。一方、SMAD2 は全ての細胞株で発現していることが確認できました。また CA19-9 のシグナルは、約 200-400kDa のバンドとは別に、さらに高分子の約 800kDa の高分子バンドも良好に検出されることが示されました。このよ
うに u-PAGEL H は蛍光検出にも適しており、500kDa 以上の高分子タンパク質をも良好に分離し、ウェスタンブロッティングで効率よく転写してバンドを検出することができます。

200-400kDa

CD66 (CEA)
180-200kDa

Transferrin
80kDa

SMAD2
60kDa

関連製品
コードNo.

型式・名称

数量

2332333

WSE-7010 EzLabel FluoroNeo

１セット

2332595

WSE-7210 EzFastBlot HMW

2322496価格
電気泳動用試料調製・蛍光標識試薬キット

33,800円

１本

5倍濃縮液

12,800円

WSE-4125 PowerdBlot 2M

１式

電源一体型高速ブロッティング装置（ミニゲル2枚、ワイドゲル1枚対応）

218,000円

2322466

WSE-4025 HorizeBlot 2M

１台

高速ブロッティング装置（ミニゲル2枚、ワイドゲル1枚対応）

128,000円

2332632

WSE-7110 EzWestLumi One

１本

HRP用発光基質

13,800円

2332637

WSE-7120S EzWestLumi plus

１セット

高感度HRP用発光基質

12,800円

2332638

WSE-7120L EzWestLumi plus

１セット

高感度HRP用発光基質

2332456

WSE-7140 EzWestBlue W

１本

HRP発色用TMB基質

2006270

WSE-6270 LuminoGraph Ⅱ EM

1式

ケミルミ撮影用

高分子用高速ブロッティング用バッファー

大容量版

本体・コントロールソフト

42,800円
15,800円
3,300,000円～

10A

pplications

DNA の電気泳動

UH-T5

UH-T420

1% Agarose

UH-T5

UH-T420 1% Agarose

1.5
10

1

ゲル：
UH-T5、UH-T420、1% アガロースゲル
泳動条件： 100V、150 分（1x EzRun TG）
染色：
EzFluoroStain DNA

3

1.5

1.5
1

1
0.1

0.1

0.5
kbp

kbp

kbp

左図は、UH-T5 と UH-T420 で DNA の電気泳動を行った結果と、比較として
1% アガロースゲルで電気泳動した結果を示しました。u-PAGEL H は DNA の分離にも適しています。とくに橙線枠で示した 1kbp 以下のバンドが、アガロース
ゲルよりも明瞭に分離できることが確認できます。
さ ら に 上 図 に は 黄 線 枠 で 示 し た 1.5kbp 以 上 の 範 囲 を 拡 大 し て 示 し ま し た。
1.5kbp のバンドはアガロースゲルでは 1 本に分離されていますが、u-PAGEL H
を使用すると 2 本の明瞭なバンドに分離できることが確認できます。

Native-PAGE

タンパク質の活性検出
左は、β -Galactosidase の活性染色、右は、GFP の蛍光検出をした図です。
いずれも、u-PAGEL H で Native PAGE により分離しました。電極液は EzRun TG を使用し、20mA の定電流で泳動しました。泳動終了後、
β -Galactosidase は、発色基質 (X-gal) による活性染色および EzStainAQua(CBB) で検出しました。
GFP の蛍光は、ガラスプレートから取り出さずに BlueLED で励起し、535nm バンドパスフィルターで検出、WSE-6300 Luminograph III で撮影しました。蛍光検出後のゲルを銀染色した結果が右下の図です。

β -Galactosidase assay
活性染色
1μg

0.125

EzStainAQua

GFP の検出
β -Galactosidase

蛍光検出

β -Galactosidase

銀染色

GFP

0.015

0.125ug

GFP

発現誘導
希釈率

ゲル：
u-PAGEL H (UH-T310)
泳動試料： β -Galactosidase( 標品 )1ug, 0.5ug, 0.25ug, 0.125ug, 0.0625ug, 0.03ug, 0.015ug
泳動条件： 20mA. 85 分（1x EzRun TG）
染色：
発色基質 (X-gal) 20 分反応

11

+

x1

+
x 0.5

-

+

-

x 0.25ゲル：
u-PAGEL H (UH-T420)
泳動試料： EGFP 発現酵母 (BY4743)
発現誘導 (+ / -)泳動条件： 20mA. 85 分（1x EzRun TG）
検出：
蛍光検出
撮影装置 WSE-6300 Luminograph III
撮影条件 励起 BlueLED フィルター BPF 535 exp.time 900ms
銀染色
AE-1360 EzStain Silver

770 ～ 29 kDa

高分子領域だけでなく広範囲をカバー

SDS PAGESDS PAGE 用高分子対応分子量スタンダード
UH-T310

UH-T314

UH-T420

EzStandard HMW の相対移動模式図

770
770

270
220
170
140
116
97
77
66

270
270

220

220
170
140
116
97
77
66

170
140
116
97
77
kDa

0

270
220
170
140
116
97
77
66

770

10

45
29

45
29

45
kDa

100

1

20

製品ページ

40
60
移動度（%）

EzStandard HMW

60

型式

WSE-7035

70

コード No.

2332343

バンドサイズ

770, 270, 220, 170, 140,
116, 97, 77, 66, 45, 29 kDa

主成分

緩衝液、グリセリン、SDS、BPB

容量400 μ L（100 μ L ×４本 /Tube）

保存・使用期限

冷凍

価格

29,800 円

イージースタンダード HMW

1 年（未開封） ※輸送・冷凍

高分子領域だけでなく広範囲をカバー

1,236
1,048

UH-T314
1,236
1,048

720

720

480
350

720

480
350

480
350

146

UH-T420

EzStandard Native の相対移動模式図

Native PAGE
HR-CN-PAGE

1,048
720
480

0

350

10

146

20

66
45
20

66

146

66
45

kDa

kDa

20
kDa

kDa

1000
100

0

20

40
50

製品ページ

UH-T5
UH-T310
UH-T314
UH-T420

10
1

30

60

45

146

BN-PAGE10000
分子量（× 1000）

UH-T310

移動度（％）

UH-T5

100

型式・名称

Native PAGE 用分子量スタンダード
1,236
1,048

80

50

100

1,236 ～ 20 kDa

0

40

90

kDa

UH-T5
UH-T310
UH-T314
UH-T420

10

30

80

kDa

1000

20
移動度（％）

77010000
分子量（× 1000）

UH-T5

40
60
移動度（%）

80

100

型式・名称

EzStandard Native

型式

WSE-7016

イージースタンダード ネイティブ70

コード No.

233234480

バンドサイズ90

1236, 1048, 720, 480, 350,
146, 66, 45, 20 kDa

主成分

緩衝液、グリセリン、BPB

100

容量

500 μ L（100 μ L × 5 本 /Tube）

保存・使用期限

冷凍

価格

37,800 円

1 年（未開封） ※輸送・冷凍
SDS PAGE には使用できません

関連製品
コードNo.

型式・名称

数量

価格

2332323

WSE-7055 EzRun TG

１本

トリス-グリシン系PAGE用電気泳動バッファー

6,800円

2332395

WSE-7130 EzFluoroStain DNA

１本

DNA検出用蛍光染色試薬

19,800円

2332397

WSE-7135 EzPreStain DNA&RNA

１本

核酸用蛍光検出試薬

15,800円

2322100

WSE-1710 サブマージ ミニ

１セット

アガロースゲル電気泳動 電源搭載小型サブマリン電気泳動装置

39,800円

2322130

WSE-1720 サブマージ マルチ

１セット

アガロースゲル電気泳動 電源搭載中型サブマリン電気泳動装置

56,800円

12PAGELⓇ

シリーズ
分画分子量範囲

高分子タンパク質や低分子タンパク質に特化した最新のゲルや、グラディエントゲルなど、幅広いラインナップをご用意しております。

移動度 (%)

さまざまな濃度に対応しており、使い勝手の優れたミニサイズ、サンプルやバッファーの節約にもオススメのコンパクトサイズ、多検体処理にオススメのワイドサイズより、ゲルサイズをお選びいただけます。

ク質の
タンパ
を
、目的
サイズ
参考に
、ゲル
右表を
や
囲
量範
子
分
分画
さい
てくだ
選択し

※上図は、有色分子量マーカー EzProtein Ladder を電気泳動にて分離した際の、移動度の模式図です。
それぞれの数値は、各バンドの kDa を示しています。

ミニサイズゲル (90 × 83mm)
高分子タンパク質対応

低分子タンパク質・ポリペプチド対応

u-PAGEL H u・パジェル H
5% / 3-10% / 3-14% / 4-20%
T:14 検体 / R:18 検体
低濃度ゲルでも強度があり取扱いのしやすいゲルが新登場！

p-PAGEL p・パジェル
T:14 検体 / R:18 検体
UH-T5＜泳動条件＞
EzRun (Tris-Glycine-SDS)

UH-T310＜泳動条件＞
UH-T420

300V c.v. 30-40 分 (4-20%)
35-45 分 (5%, 3-10%, 3-14%)

EzRunT (Tris-Tricine-SDS)
175V c.v. 60-75 分
150V c.v. 90-110 分
40mA c.c. 80-100 分
60mA c.c. 55-70 分

20mA c.c. 75-85 分 (4-20%)
100-120 分 (5%,3-10%, 3-14%)

さまざまなゲル濃度に対応

リーズナブルでさまざまなゲル濃度に対応

7.5% / 10% / 12.5% / 15% / 5-20% / 10-20%
T:14 検体 / R:18 検体

7.5% / 10% / 12.5% / 5-20% / 10-20%
T:14 検体 / R:18 検体 / D: ウェルなし

e-PAGEL HR e・パジェル HR

13

1-75kDa 以上の低分子タンパク質をシャープに分離！

e-PAGEL e・パジェル
EHR-T520L＜泳動条件＞＜泳動条件＞

EzRun (Tris-Glycine-SDS)

EzRun (Tris-Glycine-SDS)

300V c.v. 30-40 分
20mA c.c. 75-85 分

20mA c.c. 75-85 分
EHR -T1020L

P-T16.5S

コンパクトサイズゲル (60 × 60mm)
低分子タンパク質・ポリペプチド対応

さまざまなゲル濃度に対応

cp-PAGEL cp・パジェル

c-PAGEL HR c・パジェル HR

16.5%, 15 検体

7.5% / 10% / 12.5% / 15% / 5-20%
15 検体 / ウェルなし (5-20% のみ )1-75kDa 以上の低分子タンパク質をシャープに分離！

最短泳動時間 10 分間！
サンプルやバッファーの節約にも貢献！

＜泳動条件＞
EzRunT (Tris-Tricine-SDS)

CHR7.5L＜泳動条件＞

装置：コンパクト PAGE Ace
Std / StdGEL1 / StdGEL2 ※ 50-60 分

EzRun (Tris-Glycine-SDS)※ Std モードの場合は、2 ×の泳動用緩衝液を使用

装置：コンパクト PAGE Ace
Std / StdGEL1 / StdGEL2 30-35 分
Hi / HiGEL1 / HiGEL2
10-15 分CP16.5S

Hi / HiGEL1 15-16 分
HiGEL225-26 分CHR520L

ワイドサイズゲル (140 × 80mm)
30 検体対応

m-PAGEL m・パジェル
5-20%, 30 検体
最大 60 検体 / ゲル 2 枚 を約 35 分で高速泳動！
マルチピペット対応のウェル間隔で、アプライもスムーズ！
＜泳動条件＞
EzRun (Tris-Glycine-SDS)
300V c.v. 30-40 分
30mA c.c. 70-80 分

M-520L

関連製品

型式名称

WSE-1010 CompactPAGE Ace
コンパクト PAGE Ace

コンパクトサイズ用電気泳動装置

コード No.

23222402322245

ゲル枚数

1枚

最大 2 枚ゲルサイズ

WSE-1010

WSE-1025

コンパクト PAGE Ace

コンパクト PAGE Ace Twin

60mm(W) × 60mm(H) × 0.75mm(D)対応プレート
サイズ・ゲル76mm(W) × 70mm（L) トータル 4.8mm 厚
CAB-075 型 /CB-00 型、c・パジェル H（既製ゲル）、cp・パジェル（既製ゲル）

バッファー量140 ～ 185mL（上部槽 125mL

出力モード

定電力・定電流モード
High モード：24W Std. モード：21.0mA ／ゲル寸法・重量104mm(W) × 108mm(D) × 137mm(H) 199mm(W) × 108mm(D) × 137mm(H)（電源装着時、突起・AC アダプター除く） （電源装着時、突起・AC アダプター除く）
0.6kg（AC アダプター除く）
0.9kg（AC アダプター除く）

価格

118,000 円

下部槽 15 ～ 60mL）

型式名称

WSE-1170 マルチレーンゲル電気泳動槽

コード No.

2322210

ゲル枚数

最大 2 枚ゲルサイズ

140mm(W) × 80mm(H) × 1mm(D)対応プレート
サイズ・ゲル

160mm(W) × 100mm(L),トータル 5mm 厚・MLAB-12 型 /MLB-02 型、
m・パジェル（既製ゲル）

ゲル 1 枚あたり 140 ～ 185mL（上部槽 125mL 下部槽 15 ～ 60mL）
Low モード：10.5mA ／ゲル138,000 円

タッチパネル操作

ワイドサイズ用電気泳動装置

WSE-1170
マルチレーンゲル電気泳動槽

WSE-1025 CompactPAGE Ace Twin
コンパクト PAGE Ace Twin

高性能電源
型式名称

WSE-3100 PowerStation Ghibli Ⅰ
パワーステーション ギブリ I

コード No.

2311130

出力範囲

電圧 0-500V 電流 0-3000mA 電力 0-200W

タイマー

1-999min ( カウントダウン )タイマー OFF 時はカウントアップ

表示・操作

7 インチカラー液晶・
感圧式タッチパネル

WSE-3100
PowerStation Ghibli Ⅰ 高速泳動

バッファー量トータル 900mL (Max)

寸法・重量204mm(W) × 98.6mm(D) ×130mm(H)（突起除く）
0.9kg（泳動プレート類を除く）

高速転写

ミニゲル 6 枚まで対応

電源

AC100V-240V

92,000 円

寸法・重量119mm(W) × 417mm(D) × 224mm(H)6kg

価格

248,000 円

価格

ミニゲル 8 枚、ワイドゲル 6 枚まで対応
50/60Hz

電気泳動用ランニングバッファー
コードNo.
2332310

型式名称
AE-1410 EzRun

数量
1袋

価格
10L分の粉末

Tris-Glycine-SDS
低分子用

高速泳動対応Tris-Tricine-SDS

2332325

AE-1415 EzRun T

1袋

5L分の粉末2332323

WSE-7055 EzRun TG

1本

10×濃縮溶液2332313

WSE-7056 EzRun ClearNative

1セット

HR-CN-PAGE用電気泳動バッファー

16,800円

2332315

WSE-7057 EzRun BlueNative

1セット

BN-PAGE用電気泳動バッファー

12,800円

Tris-Glycine

高速泳動対応6,800円Native-PAGE・DNA電気泳動対応12,800円
6,800円14

タンパク質抽出・処理液
コードNo.

型式名称

数量

価格

2332336

WSE-7420 EzRIPA Lysis kit

1セット

全タンパク質抽出用RIPA可溶化バッファー

12,800円

2332337

WSE-7421 EzSubcell Extract

1セット

動物細胞（オルガネラ）分離抽出試薬キット

48,800円

2332338

WSE-7422 EzSubcell Fraction

1セット

動物細胞（核・ミトコンドリア）分画試薬キット

45,800円

2332339

WSE-7423 EzBactYeast Crusher

1セット

大腸菌・酵母タンパク質抽出溶液

16,800円

2332319

WSE-7424 EzProteoLysis Native

1セット

Native PAGE用タンパク質抽出試薬

20,800円

2332330

AE-1430 EzApply

1セット

SDS-PAGE用サンプル調製試薬

9,800円

2332335

AE-1435 EzApply 2D kit

1セット

タンパク質（水溶性・疎水性）試料抽出キット

24,800円

2332317

WSE-7011 EzApply Native

1本

2332333

WSE-7010 EzLabel Fluoro Neo2332380

WSE-7430 EzPBS(-)

1セット
1本

Native PAGE用サンプル調製試薬

9,800円電気泳動用試料調製・蛍光標識試薬キット

33,800円

細胞調製用リン酸緩衝生理食塩溶液

7,800円

分子量スタンダード
コード No.
2332343

型式名称

分子量範囲、バンド数

WSE-7035 EzStandard HMW

容量高分子用，29 ～ 770 kDa, 11 本

価格

100 µL × 4 本

29,800 円

2332348

WSE-7025 EzStandard LMW

低分子用，1 ～ 29 kDa, 6 本

100 µL（20 ×濃度）

20,800 円

2332341

WSE-7015 EzStandard Ⅱ

エコノミー，14.3 ～ 220 kDa, 7 本

500 µL

14,800 円

2332346

WSE-7020 EzProtein Ladder

プレステイン，5 ～ 245 kDa, 13 本

250 µL ×２本

25,800 円

2332347

AE-1450 EzStandard PrestainBlue

プレステイン，17.4 ～ 114 kDa, 6 本

300 µL

16,280 円

2332344

WS-7016 EzStandard Native ※Native PAGE 用，20 ～ 1,236 kDa, ９本

100 µL × 5 本

37,800 円※ EzStandard Native は Native PAGE 用です。EzStandard Native 以外の分子量スタンダードは SDS PAGE 用です。

EzStandard HMW
770
270
220
170
140
116
97
77
66

EzStandard LMW

SDS

EzStandard Ⅱ

SDS

SDS

SDS

97.2
66.4
45
29

29

17
14
6.5
3.5
1.0

kDa

kDa

UH-T420 ゲル

UH-T420 ゲル

kDa

UH-T420 ゲル

BN

Native

1,236
1,048

114
94.7
47.3

35
25
20
15
10
～5

29
20.1
14.3

EzStandard Native
HR-CN

SDS

245
180
140
100
75
60
45

220

45

EzStandard
PrestainBlue

EzProteinLadder

720
480
350

31.3
25.7
17.4

146

kDa

kDa

kDa

UH-T420 ゲル

UH-T420 ゲル

66
45
20
UH-T314 ゲル

その他の関連装置
コードNo.

型式名称

数量

4002610

WSC-2610 MyMiniBLOCK

1台

価格
小型ブロックインキュベータ

59,800円

4002620

WSC-2620 PowerBLOCK

1台

汎用ブロックインキュベータ

148,000円

4002630

WSC-2630 PowerBLOCK Shaker

1台

振とう式ブロックインキュベータ

288,000円

4002615

WSC-2615 MyMiniBLOCK C&H

1台

小型ブロックインキュベータ

4002800

WSC-2800 MyMiniVortex

1台

ボルテックスミキサー

冷却・加熱対応

99,800円
39,800円

4002700

WSC-2700 MyMiniSpin

1式

小型遠心機

48,000円

2312200

WSC-2400 シーソーシェーカーatto

1台

振とう装置

138,000円

2006100

WSE-6100H LuminoGraphⅠ

1式

ケミルミ撮影用

本体・コントロールソフト

1,850,000円～

2006270

WSE-6270 LuminoGraphⅡEM

1式

ケミルミ撮影用

本体・コントロールソフト

3,300,000円～

本誌記載の価格 ( 税抜き ) および製品仕様は予告なく変更する場合がありますので、 ご了承ください。 最新の情報などに関しましては当社ホームページでご確認ください。

ご用命は下記販売店までお願い致します

Bulletin

2201122022 年 12 月