Product InformationPI

Ｘ線フラットパネルイメージャ

FDX4343R
有効視野寸法: 430 (H)×439 (V) mm(16.9″×17.3″)<特徴>● 高解像度● 高感度● 高コントラスト● ショートサイクルタイム－ 高解像度・高コントラスト ＣｓＩ蛍光膜 －本製品は当社において長年培われた技術による微細なファイバ状構造からなる厚膜 CsI 蛍光面を採用することにより、高解像度、高コントラストな画像表示を可能としました。
－ 低ノイズＲＯＩＣ・アナログ回路 －高感度エックス線変換層に対応した ROIC とアナログ回路を設計採用しました。

<用途>
FDX4343R は一般Ｘ線撮影用Ｘ線平面検出器です。
本装置はＸ線発生装置と組み合わせて使用し、人体を透過したＸ線情報を検出しデジタル信号として出力します。

Ｘ線画像診断をおこなうには、ソフトウェアによる画像処理が必要となりますが、本装置の構成には含まれません。また、Ｘ線発生装置を制御する機能は有しません。
本装置はマンモグラフィーおよびアンギオグラフィーへの使用は意図していません。

★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

FDX4343R構成および性能
センサユニット：
センサ部保護板 ................................................. カーボンファイバー樹脂
冷却方法 ..................................................................... 自然空冷
消費電力 ..................................................................... 最大 20W
外形寸法 .............................................. 512×495×43mm（W(H)×D(V)×H）
質量 ............................................................................ 約 9kg
電源ユニット：
入力 ............................................................. AC100-240V，50／60Hz
出力 .................................................................. DC24V，1.3A 60W
外形寸法 .................................................... 126×200×60mm（W×D×H）
質量 ........................................................................... 約 1kg
周囲条件：
保管輸送環境条件

使用環境条件温 度-15～55℃+10～35℃

湿 度

10～90％(結露なきこと)30～85％(結露なきこと)気 圧

50～106kPa

70～106kPa

付属品：
ケーブル：
AC ケーブル ................................................................... 1.8m×1
GND ケーブル ................................................................... 3m×2
別売り：
DC ケーブル（電源ユニット － センサユニット）
品名

長さ

備考

1ECB-F002A-04/G

0.4m

コネクタ部含む

2ECB-F002A/G2m-3ECB-F002A-5/G

5m-

4ECB-F002A-10/G10m-5ECB-F002A-20/G20m-* 詳細につきましては弊社へお問い合わせください。

-2-FDX4343R

主特性
画像フォーマット：
Ｘ線検出方式 ..................... ﾖｳ化ｾｼｳﾑ（Csl）ｼﾝﾁﾚｰﾀ ＋ ｱﾓﾙﾌｧｽｼﾘｺﾝ（a-Si）ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
有効視野寸法 ...................................... 430mm（水平方向）×439mm（垂直方向）（16.9×17.3 インチ）
有効画素数 .......................................... 3008（水平方向）×3072（垂直方向）
画素ピッチ ...................................................................... 143μm
サイクル時間 .......................................................... ショット間隔 6 秒
特性：
限界解像度 ............................................................... 3.7Lp/mm typ.
MTF ....................................................... 36％ typ.（2.0Lp/mm，70kVp）
ｾﾞﾛ

DQE（0 ） ..................................................................... 70％以上
A/D 変換 ..................................................................... 14 ビット
絶対最大定格：Ｘ線管管電圧範囲 ............................................................. 40-150kVp
最大Ｘ線入射線量（出力リニア領域） ................................................. 4mR
インターフェース：16 ビットデジタル出力 ................. 16 ビットデジタル出力イーサネット（1000BASE-T）
コマンド制御 .................................................. イーサネット 1000BASE-T
Ｘ線同期制御 ................................................................. 外部同期
入力電力 ................................................. DC24V 2A（電源ユニットより）-3-

FDX4343R製品構成及びインターフェース図：

センサユニット

コントロールボード

DC24V

画像出力&制御

電源ユニットPC(ﾕｰｻﾞ)イーサネット
Ｘ線制御信号ゲートドライバ

Ｘ線コントロールユニット（ﾕｰｻﾞ)ROICユニット

TFTパネル

注意：DC24V がセンサユニットへ供給されている時はイーサネットの接続は切らないでください。

LED 表示モード：
表示Power
Healthy
Network
Imaging

状態
電源 ON 時に点灯
正常時に点灯PC とのネットワーク正常時に点灯
EXP_OK 期間中に点灯、データ読込み時に点滅-4-

FDX4343R

画像取得通信ブロック図：

PC
イーット
サネ

クタ
コネ

FPI

コマンド

イーサネットモジュール

CPU

D-

クタコネb
Su

信号

IO モジュール

Ｘ線コントローラ

通信方法の詳細及び使用可否：
信号名

入出力

コマンド制御（PC）

D-Sub シグナル制御（Ｘ線コントローラ）

EXP_REQ

入力

可可

EXP_OK

出力不可

可-5-

FDX4343R

外形図(センサユニット)
単位：ｍｍ

*1

495±1

*1

501±1*2512

43±1
IP アドレス選択スイッチ
電源コネクタ
保護接地端子(M4 L=5)
LAN コネクタ
LED 表示*1:ねじ頭含む*2:電源コネクタ含む

D-Sub コネクタ

D S b コネクタ
532-6-

FDX4343R

外形図(センサユニット)
単位：ｍｍ497±0.5（30.5）

124.5±0.5

93.5±0.593.5±0.5

124.5±0.528）131±0.5（28±0.585±0.5220±0.5492±0.5

10-M4 深さ8-7-30.5±0.5FDX4343R

外形図(電源ユニット)
単位：ｍｍ

200±1
200±1

126±160±1

QR CODE Label

保護接地端子Protective Earth(M4 L=8)

営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/company/quality.htm を参照ください。

PJ-FDX4343R 2018-11