Product Information

PIＸ線管
ＤＦ－１５１ＤＦ－１５１Ｒ
ＤＦ－１５１Ｓ
ＤＦ－１５１ＳＲ
ＤＦ－１５１ＳＢ ＤＦ－１５１ＳＢＲ
診 断 用
Ｘ線管 DF-151 シリーズは，1.5 と 0.5 の多重焦点をもった固定陽極 X 線管で,定電圧回路で 110kV まで使用できます｡
このＸ線管は医療診断用の一体形Ｘ線装置に適します。

一般定格
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 .......................................................... 定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................... 中性点接地方式
公称最高管電圧 ........................................................................ 110 kV
公称焦点値：
大焦点 ................................................................................. 1.5
小焦点 ................................................................................. 0.5入力（1.0s）：
大焦点 .............................................................................. 3200 W
小焦点 ............................................................................... 680 W
公称撮影陽極入力：
大焦点 .............................................................................. 3300 W
小焦点 ............................................................................... 705 W
撮影周期：
大焦点 ................................................................................ 1:40
小焦点 ................................................................................ 1:20
（曝射時間：休止時間）★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

DF-151 / DF-151R / DF-151S / DF-151SR / DF-151SB / DF-151SBR

機械的定格：
外形寸法：
全 長 .......................................................................... 外形図参照
最大部直径 ...................................................................... 外形図参照
ターゲット：
角 度 ............................................................................... 16 °材 質 ........................................................................ タングステン
固有濾過 ................................................ アルミニウム当量 最小 0.8 mm / 75 kV
Ｘ線照射範囲 ...................................................... SID 909 mm にて 430×430 mm
質 量：DF-151 ............................................................................ 約 430 g
DF-151R ........................................................................... 約 550 g
DF-151S ........................................................................... 約 550 g
DF-151SR .......................................................................... 約 680 g
DF-151SB .......................................................................... 約 1100 g
DF-151SBR ......................................................................... 約 1250 g
冷却方式 .......................................................... 油浸（冷却温度 60 ℃以下）
使用位置 .................................................... 任意（通常陽極は上方または水平）保持方法：
DF-151 / DF-151R ........................ 陽極頭ネジ又は陽極側及び陰極側のガラスバルブで固定
DF-151S / DF-151SR ........................................................ 絶縁円筒にて固定
DF-151SB / DF-151SBR .......................................... 絶縁円筒または鉛円筒にて固定-2-

DF-151 / DF-151R / DF-151S / DF-151SR / DF-151SB / DF-151SBR

最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
最高使用管電圧 ........................................................................ 110 kV
陽極（または陰極）アース間 ............................................................. 55 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 40 kV
最大使用管電流：大焦点 ............................................................................... 60 mA
小焦点 ............................................................................... 15 mA
最大フィラメント電流：
大焦点 ............................................................................... 4.3 A
小焦点 ............................................................................... 3.1 A
フィラメント電圧：
大焦点 ........................................................................ 5.0 ～ 6.4 V
小焦点 ........................................................................ 3.5 ～ 4.9 V
使用フィラメント加熱電源回路 .................................. DC または AC（正弦波）20kHz 以下
熱特性：
陽極熱容量：
DF-151 / DF-151S / DF-151SB ........................................................ 28 kJ
DF-151R / DF-151SR / DF-151SBR ................................................... 35.5 kJ
最大陽極冷却率：
DF-151 / DF-151S / DF-151SB ........................................................ 265 W
DF-151R / DF-151SR / DF-151SBR ..................................................... 600 W
最大曝射時間 .......................................................................... 10 s
最大透視入力時間：
DF-151R / DF-151SR / DF-151SBR .................................................. 20 分(600W)-3-

DF-151 / DF-151R / DF-151S / DF-151SR / DF-151SB / DF-151SBR

許容環境条件
使用環境条件：
使用環境 .......................................................................... 絶縁油中使用時絶縁油温度 ............................................................... 10 ～ 60 ℃
圧 力 ....................................................................... 70 ～ 140 kPa
輸送及び保管条件：
周囲温度 ...................................................................... -40 ～ 70 ℃
相対湿度 ....................................................................... 10 ～ 90 ％（結露ないこと）
気 圧 ........................................................................ 50 ～106 kPa-4-

DF-151 / DF-151R / DF-151S / DF-151SR / DF-151SB / DF-151SBR

最大単発負荷定格
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：１．５50kV

6040kV60kV

管 電 流 [mA]

50403070kV
80kV
90kV
100kV
110kV

201000.1

0.20.30.5 0.7

1235710710

負荷時間 [s]公称焦点値：０．５1540kV
50kV

管 電 流 [mA]

60kV
1070kV80kV
90kV
100kV
110kV

500.10.20.30.5 0.71235

負荷時間 [s]注）Ｒタイプ（DF-151R/ DF-151SR/DF-151SBR）の場合、最大単発負荷定格が最大透視入力を下回るところの許容最大入力は、最大透視入力(600W)によります。

-5-DF-151 / DF-151R / DF-151S / DF-151SR / DF-151SB / DF-151SBR

管電流・フィラメント特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：１．５（代表値）
606.540kV
680kV

405.5110kV

305Ef

20

4.5

1040
3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.04.14.2

フィラメント電圧 [V]

管 電 流 [mA]50

3.54.3

フィラメント電流 [A](最大フィラメント電流 4.3A)公称焦点値：０．５（代表値）
51580kV

104110kV
Ef

3502.42.52.62.72.82.9

フィラメント電流 [A](最大フィラメント電流 3.1A)-6-

3.023.1

フィラメント電圧 [V]

管 電 流 [mA]

40kV

DF-151 / DF-151R / DF-151S / DF-151SR / DF-151SB / DF-151SBR

陽極加熱・冷却曲線
DF-151/DF-151S/DF-151SB

陽極に残留（または蓄積）する熱量 [kJ]

28265W

2520150W
1510冷却
5加熱
003691215

冷却（または負荷）時間 [min]DF-151R/DF-151SR/DF-151SBR

陽極に残留（または蓄積）する熱量 [kJ]

40冷却35600W

3025300W

201510100W

5加熱
0060120180240300

360420冷却（または負荷）時間 [s]-7-480540600DF-151 / DF-151R / DF-151S / DF-151SR / DF-151SB / DF-151SBR

ＤＦ－１５１外形図
単位：ｍｍ

主放射線方向φ１６１３９±５６５±０．５５Ｍ５ 深１０φ５２ｍａｘ．

ＬＫ１６ｍａｘ．

焦点）
．３
１７φ（Ｃ

主放射線方向ショートピン
ＮＳ-8-

Ｌ：大焦点
Ｓ：小焦点
Ｃ：共 通
Ｋ：陰 極
Ｎ：使用不可主放射線方向DF-151 / DF-151R / DF-151S / DF-151SR / DF-151SB / DF-151SBR

ＤＦ－１５１Ｒ外形図
単位：ｍｍ４１．
４φ－±００．

５主放射線方向８２φ１．
０±φ４０Ｍ５ 深１０１６０±５８６±０．５２６２１７ラジエータ

φ５２ｍａｘ．

１６ｍａｘ．

焦点ＬＫ）
．３
１７φ（Ｃ

主放射線方向ショートピン
ＮＳ-9-

Ｌ：大焦点
Ｓ：小焦点
Ｃ：共 通
Ｋ：陰 極
Ｎ：使用不可主放射線方向DF-151 / DF-151R / DF-151S / DF-151SR / DF-151SB / DF-151SBR

ＤＦ－１５１Ｓ

外形図
単位：ｍｍ

主放射線方向

φ１６Ｍ５ 深１０

１４５±３６５±０．５

φ２２６０

絶縁円筒

主放射線方向

１０ｍａｘ．

８０

焦点

φ６０Ｌ

Ｋ

１７（φ．３）Ｃ

主放射線方向ショートピン
ＮＳ-10-

Ｌ：大焦点
Ｓ：小焦点
Ｃ：共 通
Ｋ：陰 極
Ｎ：使用不可DF-151 / DF-151R / DF-151S / DF-151SR / DF-151SB / DF-151SBR

ＤＦ－１５１ＳＲ

外形図

４－φ４．
１±０．
０５単位：ｍｍ

φ２８±０．
１

主放射線方向

φ４０Ｍ５ 深１０１６６±３

φ２２６０８６±０．５

絶縁円筒

２６２１７ラジエータ

主放射線方向

１０ｍａｘ．

８０

焦点

φ６０Ｌ．３１７（φＫ）

Ｃ

主放射線方向ショートピン
ＮＳ-11-

Ｌ：大焦点
Ｓ：小焦点
Ｃ：共 通
Ｋ：陰 極
Ｎ：使用不可DF-151 / DF-151R / DF-151S / DF-151SR / DF-151SB / DF-151SBR

ＤＦ－１５１ＳＢ

外形図
単位：ｍｍ

主放射線方向

φ１６Ｍ５ 深１０７０

焦点

鉛円筒

φ６０１０ｍａｘ．

８０

１４５±３

６５±０．５φ２５φ２２５０６０絶縁円筒

φ６４Ｌ

Ｋ１（φ３）
７．

Ｃ

主放射線方向ショートピン
ＮＳ-12-

Ｌ：大焦点Ｓ：小焦点
Ｃ：共 通
Ｋ：陰 極
Ｎ：使用不可主放射線方向DF-151 / DF-151R / DF-151S / DF-151SR / DF-151SB / DF-151SBR

ＤＦ－１５１ＳＢＲ

外形図
単位：ｍｍ－４４φ．

１±０．
０５

主放射線方向

φ２８±．
０

１φ４０Ｍ５ 深１０７０

焦点

鉛円筒

φ６０１０ｍａｘ．

８０

１６６±３

φ２５φ２２５０６０８６±０．５

絶縁円筒

２６２１７ラジエータ

φ６４Ｌ）
．３
１７（φＫＣ

主放射線方向ショートピン
ＮＳ-13-

Ｌ：大焦点
Ｓ：小焦点
Ｃ：共 通
Ｋ：陰 極
Ｎ：使用不可主放射線方向

営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/eng/company/quality.htm を参照ください。
PJ-DF-151Series 2018-11