Publication: INFICON AB - nina61fe1-f (2404)- Toutes les informations peuvent être modifiées sans préavis

ExtrimaDétecteur de fuites d’hydrogène(HW II)

Manuel de l’utilisateur

Table des matières
1. Généralités......................................................................................................................................... 3
2. Sécurité................................................................................................................................................ 5
Conditions spéciales pour utilisation sûreRésumé de la portée du certificat
Consignes de sécurité
Gaz traceur à l’hydrogène pour la détection des fuites
3. Principe de fonctionnement......................................................................................................10
Théorie
Compensation du gaz de fondInterférences
4. Parties principales.........................................................................................................................12
5. Pour la mise en route....................................................................................................................13
Principes de détection des fuites
6. Commandes et indicateurs........................................................................................................15
Écran
Boutons poussoir
Les LEDSonde
7. Système de menus........................................................................................................................17
Menus principaux
Changer mode de mesure
Calibration
Paramètres sensibilité
Paramètres analyse
Paramètres d’affichage
Paramètres généraux
8. Utilisation du Détecteur de fuite..............................................................................................30
Pour détecter des fuites
Pour localiser les fuites
Pour quantifier les fuites
Niveau alarme de fuite
Calibration
Mot de passe
Unité de mesure de fuite et Coefficient de calibration
Messages de calibration
9. Remplacement de la sonde......................................................................................................38
10. Charge.............................................................................................................................................38
11. Recherche des pannes...............................................................................................................39
12. Plage et valeurs par défaut de tous les paramètres........................................................40
13. Mode entretien............................................................................................................................41
14. Spécifications techniques........................................................................................................44
15. Accessoires et pièces de rechange.......................................................................................46

FR

2

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

1. Généralités
EXTRIMA est un détecteur extrêmement
sensible et sélectif de gaz hydrogène (H2)dont la sécurité est intrinsèque. Il a été tout
spécialement développé pour la détection
de fuites en utilisant du Gaz de traçage àl’hydrogène, (Hydrogène dilué dans de l’azoteà une concentration non toxique), qui est le
gaz de traçage le plus efficace et le plus économique pour les tests de fuites.
EXTRIMA détecte l’hydrogène dans l’air
ambiant sans besoin de mise sous vide. Il
convient parfaitement aux applications où une
sensibilité et une sélectivité élevées sont aussi
essentielles que fiabilité et facilité d’utilisation.
Les fonctions de l’instrument sont groupées en trois modes différents :Mode Détection, Mode Analyse et Mode
Combi.
- Le Mode Détection est utilisé lorsqu’il est
nécessaire de détecter et de localiser une fuite

Ex

Un instrument dont la sécurité est intrinsèqueest conçu pour éliminer toutes les sourcesd’inflammation. Ceci revient à dire que mêmeen cas de panne des circuits, la températurede surface et l’énergie disponible pour générer
une étincelle est limitée à des valeurs données.
Les directives pour les mesures de protection

rapidement. Les résultats sont affichés sous
forme d’une barre mobile.
- Le Mode Analyse est utilisé lorsqu’il
est requis d’analyser la concentration degaz d’hydrogène dans l’air et de ce faitdéterminer l’importance de la fuite. Les
résultats sont présentés sous formes dechiffres/PPM, ou autre unité de mesure
que l’utilisateur aurait choisie.
En Mode Combi, les résultats sont présentés sous forme d’une barre mobile et deschiffres. Dans les trois modes ci-dessus, unsignal sonore complètera la notification
des résultats. La fréquence du signal sonore indiquera alors la portée du résultat
et permettra à l’utilisateur de travaillermême en l’absence d’un contact visuelavec l’écran.

sont celles prévues par les normes internationales. Un organisme agréé de certificationa examiné et testé que l’instrument satisfait
aux normes d’actualité et a émis un certificat
indiquant la classification de l’instrument.

Veuillez lire soigneusement ce Guide de l’utilisateur avant de commencer à utiliser
l’instrument. En quelque circonstance que ce soit, vous devez lire et assimiler la Section Conditions spéciales pour utilisation sûre à la page 5. Une descriptiond’une mise en route rapide est fournie à la page 13. Toutefois, pour pouvoir utiliser
toutes les fonctions de l’appareil, il est conseillé de lire toutes les autres sections de ce
manuel. Lorsque vous étudierez la Section Menus pour la première fois, il est recommandé de le faire en ayant l’instrument sous les yeux pour mieux assimiler la structure
du système de menus.
INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

3

FR

Les principaux avantages du gaz d’hydrogène
comme traceur sont :FR•

C’est le gaz de traçage le meilleur marché (mélanges standard desqualités industrielles).

•La concentration ambiante naturelle est de 0,5 ppm seulement.

•

L’hydrogène est très facilement ventilé loin de la zone de test, 		minimisant ainsi les problèmes de fond.

•

L’hydrogène est non toxique, 100% respectueux de 			l’environnement et non inflammable.

•

L’hydrogène est une ressource naturelle renouvelable.

•

L’hydrogène est un gaz à basse viscosité qui se propage rapide		
ment à l’intérieur de l’objet testé et pénètre facilement par toutesource de fuite. Il est particulièrement facile de l’éliminer de la 		zone de test une fois celui-ci conclu.

*Partout où l’expression Gaz traceur à l’hydrogène est utilisée dansce manuel, cela a trait à une solution sûre de 5% d’hydrogène (H2) et
95% d’azote (N2).

4

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

2. Sécurité

Les termes de sécurité AVERTISSEMENT, PRUDENCE et REMARQUE sont utilisés
dans ces instructions pour attirer votre attention sur un danger particulier et/ou fournir
un supplément d’information sur des circonstances qui peuvent ne pas être évidentes.

!

AVERTISSEMENT : Indique qu’un accident mortel, des accidents corporels graves
et/ou des dommages matériels importants peuvent se produire si des précautions
appropriées ne sont pas prises.
PRUDENCE : Indique qu’un accident corporel bénin et/ou des dommages matériels
peuvent se produire si des précautions appropriées ne sont pas prises.
REMARQUE : Indique et fournit une information technique supplémentaire qui
peut ne pas être évidente même pour du personnel qualifié.
Le respect des autres remarques, même lorsqu’elles ne sont pas mises enévidence particulière, relatives au transport, à l’assemblage, à l’exploitationet à l’entretien ainsi que celles concernant la documentation technique(par ex. une instruction d’opération, la documentation du produit ou sur leproduit lui-même) est essentiel afin d’éviter des pannes ou des dysfonctionsqui pourraient, directement ou indirectement, être la cause de dommages
corporels et/ou matériels importants.

Conditions spéciaux pour utilisation en toute sécurité
Le X après le numéro de certificat ATEX concerne les conditions particulières suivantes
pour une utilisation en toute sécurité:
L’aluminium étant utilisé sur la surface accessible de cet équipement,en cas d’incidents rares, des sourcesd’inflammation dues à des chocs et desétincelles de friction pourraient se produire. Ceci doit être pris en compte lorsque le détecteur de fuites d’hydrogène
EXTRIMA est utilisé dans des endroits
qui nécessitent spécifiquement un équipement de groupe II, catégorie 1G, c’està-dire applications Zone 0 ou Division 1.

être prises pour éviter les impacts avec lasurface en aluminium lorsque vous travaillez
dans la zone 0 où un impact avec de tels matériaux peut se produire. Il est recommandéde protéger l’instrument avec un étui de protection en cuir ou synthétique antistatique.
Extrima ne doit pas être utilisé dansdes applications où il existe un risqued’exposition à l’acétylène / éthylène.
Eviter également le stockage dans desatmosphères potentielles d’acétylène. Des
acétylures, susceptibles de s’enflammer par
friction, peuvent potentiellement se former
sur le filtre en bronze de la pointe de la sonde.
Le détecteur de fuites d’hydrogène Extrima
est certifié pour une utilisation dans lesgroupes de gaz IIA, IIB et IIC (à l’exception
de l’acétylène) et dans les zones 0, 1 et 2.

Des exemples de matériaux cités comme étant
susceptibles de créer des étincelles lors d’unimpact avec l’aluminium sont le béton et larouille. Des précautions appropriées doivent
INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

5

FR

Résumé de la portée du certificat
Les instructions suivantes sont applicables pour les équipements portant les numéros de certificat :Sira 07ATEX2117X
CSAE 21UKEX2586X
CSA 1981011

FR

IECEx SP 07.0002 X
TIIS TC22765X

Ex ia IIC T3 Ga, 1G
Ex ia IIC T3 Ga
Class I Zone 0 ia IIC T3 (US)Ex ia IIC T3 Ga (Canada)
Ex ia IIC T3 Ga
Ex ia IIC T3 Ga

Température ambiante: -20°C to +50°C
1. L’équipement peut être utilisé avec desgaz inflammables et leurs vapeurs avec lesgroupes d’appareils UUA, IIB et IIC et pardes températures de classe T1, T2 et T3.
2. L’équipement n’est homologué quepour usage sur une plage de températures ambiantes situé entre –20°C et +50°C.

6. Si l’équipement est susceptible d’être
exposé à des substances dites agressives,
il incombera à l’utilisateur de prendre lesprécautions nécessaires pour assurer quel’équipement et sa performance ne soientpas endommagés par de telles substances
et que la performance du type de protection demeure adéquate.

3. Le numéro de certificat a un suffixe ’X’pour indiquer que des conditions spéciales d’installation et d’exploitation sontd’application, voir ci-dessous.

Substances agressives –– par exemple
acides liquides ou gaz pouvant corroder les métaux ou solvants susceptibles
d’endommager les matériaux polymères.

4. L’équipement est portatif et n’est pas
prévu pour installation fixe. Assemblage
pour exploitation, voir page 13.

Précautions appropriées –– par exemple
des contrôles inclus dans les inspections
ponctuelles ou déterminer, à partir descaractéristiques techniques du matériau,
qu’il est résistant contre des produits
chimiques donnés.

5. La réparation de cet équipement nepeut être exécutée que par des organisations d’entretien autorisées à cet effet
par INFICON AB, Suède.

6

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

7. Il n’y a pas de contrôles spéciaux ou deconditions de maintenance.

Avertissement• L’hydrogène pur est un gaz inflammable. N’utiliser que des solutions Hydrogène/
Azote déjà prêtes comme Gaz traceur à l’hydrogène, teneur en hydrogène 5%.
Cette solution de gaz est une qualité industrielle, absolument sûre et normalisée
pour de nombreuses applications industrielles. Toutefois, les risques normalement
associés avec toutes les formes de gaz sous pression devront être considérés. La
solution de gaz traceur ne contenant pas d’oxygène, elle pourrait être asphyxiantesi diffusée en grandes quantités dans un espace clos.

FR• Partout où l’expression Gaz traceur à l’hydrogène est utilisée dans ce
manuel, cela a trait à une solution sûre de 5% d’hydrogène (H2) et 95%
d’azote (N2).
• Une grande quantité d’énergie est emmagasinée dans les gaz comprimés. Assurez toujours les bouteilles avec attention avant de connecter
le régulateur de pression. Ne jamais transporter une bouteille de gaz surlaquelle un régulateur est monté.
• Avant de connecter le gaz traceur : Vérifier que les connecteurs ou
l’objet qui sera testé sont conçus pour travailler à la pression de l’essai.
• Un objet soumis à une pression trop élevée peut causer l’explosion
du dit objet. Ceci à son tour peut causer un accident corporel grave etmême mortel. Ne jamais mettre sous pression un objet qui n’aurait pas
été soumis à un test de limite de pression ou qui aurait été autrement
approuvé pour la pression de test envisagée. INFICON ne peut assumer
la responsabilité des conséquences de l’usage de certaines pressions detest inappropriées.
• Les chocs de pression peuvent causer des niveaux sonores élevés etendommager l’ouïe.
• Ne charger la batterie qu’au sein d’une zone sûre. Lisez la section
Conditions spéciales pour usage sûre à la page 5 et Charge à la page 38
avant d’utiliser l’instrument.
• Assurez-vous que la législation d’application et toutes les normes de sécurité
sont satisfaites avant de mettre EXTRIMA en service.

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

7

FR

PRUDENCE!

• N’ouvrez pas le détecteur ! L’entretien de cet équipement ne peutêtre exécuté que par des entreprises d’entretien autorisées à cet
effet par INFICON, Suède.
• Si le détecteur a subit des dommages apparents, il devraêtre contrôlé, et au besoin réparé, par une entreprised’entretien autorisée à cet effet par INFICON, Suède
Le remplacement de la sonde manuelle et du câble de lasonde peuvent être effectués par l’utilisateur.
• N’exposez pas la sonde à des concentrations d’hydrogène
supérieures à 10% lorsque l’instrument n’est pas en service ;
ceci pourrait endommager le palpeur de la sonde ou mêmele rendre inutilisable.
• Lorsque l’instrument est mis en service, le palpeur est capable de résister à des concentrations provisoires d’hydrogène
allant jusqu’à 100%. Évitez de l’exposer longtemps à defortes concentrations.

8

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

Gaz traceur à l’hydrogène pour la détection des
REMARQUE! Partout où l’expression

Gaz traceur à l’hydrogène est utiliséedans ce manuel, cela a trait à une solution sûre de 5% d’hydrogène (H2) et 95%
d’azote (N2).
Lorsqu’une solution d’hydrogène en
azote ayant une teneur inférieure à 5,7%
est mélangée à l’air ambiant, elle ne contient pas assez d’énergie pour alimenterune flamme et ce indépendamment dutaux air/gaz.
Lorsqu’une solution d’hydrogène en azote
ayant une teneur supérieure à 5,7% est
mélangée avec l’air ambiant, il y a une plagede taux air/gaz où le mélange est inflammable.
Lorsqu’une solution d’hydrogène en azote

ayant une teneur de 10% est mélangée avec
l’air ambiant, l’énergie disponible est encoretrès faible. Seules des circonstances extraordinaires maintiendront une flamme vivante.
Toutefois, de tels mélanges ne peuvent pas
détonner.
Une solution hydrogène/azote ayant une
teneur en hydrogène supérieure à 15%
environ pourra détonner si mélangée en
certaines proportions avec l’air ambiant.
Ne jamais préparer vos propres solutions. N’utilisez que des solutions déjàprêtes ou utilisez un mélangeur homologué
d’hydrogène/azote installé pour votre fournisseur de gaz.

Avertissement !

• Ne jamais utiliser une solution contenant plus de 5% d’hydrogène.
• Ne jamais préparer vos propres solutions de gaz.

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

9FR3. Principe de fonctionnement
ThéorieFR

Le détecteur est basé sur une technologie
de palpeurs micro électronique connus sousla désignation GAS-FET. Le palpeur est untransistor à effet de champ dans un circuit imprimé. La gâchette du transistor est faite d’unalliage de métal (hydrure métallique) capabled’absorber l’hydrogène. Quand ce dispositif
est exposé à l’hydrogène, les molécules de gazsont adsorbés sur sa surface, se dissocient enions d’hydrogène (protons) et se propagent
rapidement dans le métal de la gâchette.
L’adsorption des ions d’hydrogène influe sur lafonctionnalité (potentiel de surface) du métal
ce qui a le même effet qu’un changement dela tension de la gâchette du transistor.
Seul l’hydrogène peut se diffuser dans le métal.
Ceci exclut toute sensibilité transverse à partirde substances ne contenant pas d’hydrogène.
De plus, la dissociation de l’hydrogène des autres molécules est très inefficace au point que
ces palpeurs sont pratiquement insensibles
aux autres substances. La seule substance,
relativement commune, détectable est H2S,
hydrogène sulfuré. Toutefois, ce gaz est extrêmement toxique et a une odeur très forte

10

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

et très distincte. C’est pourquoi il n’est jamais
présent en concentrations brouilleuses dansun environnement de travail habituel.
Le signal électrique sortant fourni parces palpeurs n’est pas aussi stable etreproductible que celui des palpeurs deparamètres physiques tels que la température, la pression, etc. Le signal de sortie
devra donc être l’objet d’une interprétation afin de fournir des renseignements
corrects. Ceci est fait par un microprocesseur intégré dans l’instrument ; ce microprocesseur commande aussi avec une
grande précision la température et autres
diagnostics du palpeur assurant ainsi lafonctionnalité de ce dernier. De même,Il assure la compensation automatiquedu gaz de fond.
Il y a toujours un peu de gaz hydrogène
à l’arrière-plan. À l’air frais, la quantité
est infime soit 0,5 ppm (parties par million) environ.

Compensation du gaz de fond
Il y a toujours un peu de gaz hydrogène
à l’arrière-plan. À l’air frais, la quantité
est infime soit 0,5 ppm (parties par million) environ.
EXTRIMA s’adapte activement à l’arrièreplan. Ceci est fait automatiquement à la miseen route après quoi l’adaptation se fait enfonction des légères variations de la concentration à l’arrière-plan. La lenteur du réglage,
adaptation, l’instrument évitera de confondre
une fuite avec une augmentation de la concentration d’arrière-plan et vice-versa. C’est
pourquoi une augmentation soudaine de laconcentration sera détectée mais si cette augmentation demeure constante, la compensation sera faite graduellement sur une périodede plusieurs minutes.
Exemple : Si la concentration de fond,pour quelque raison que ce soit, devaits’élever soudainement à 10 ppm H 2 , unsignal émis par le détecteur pour la ramener, très lentement vers le zéro. Si après
ceci, la sonde est exposée à une fuite qui
cause une nouvelle montée à 10 ppm H 2,
le détecteur émettra un signal qui sera
essentiellement le même que celui pourune concentration nulle d’arrière-plan.

Interférences

Quelques exemples de sources d’oxygène
susceptibles de causer des interférences :- Gaz d’échappement moteur- Stations de charge de batteries- Fumées de soudage- Fumée de cigarette- Air exhalé- Flatuosités- Grattement sur l’aluminium

FR

Le Détecteur de fuites à hydrogène de
EXTRIMA est extrêmement sélectif. Parmi les
gaz normalement diffusés, seul l’hydrogène
sulfuré (extrêmement toxique) réagit demanière similaire à l’hydrogène. Le détecteur
réagira aussi à la présence de gaz synthétiques,
essentiellement utilisés dans l’industrie dessemiconducteurs, comme le Silane, Phosphine,
Arsine etc. L’exposition à ces gaz synthétiques
réduit substantiellement la durée de vie dupalpeur à hydrogène.

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

11

4. Parties principales

FR

EXTRIMA est formée de cinq parties principales :• Unité de détection avec commandes, affichage et connexions• Sonde manuelle PX57–Flex• Câble de la sonde et ses connecteurs• Chargeur• Manuel de l’utilisateur
EXTRIMA

Unité de détection

Câble de sondeInterrupteur

Chargeur
12

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

Sonde manuelle5. Pour la mise en route
EXTRIMA est très facile à mettre en route.
• Connectez la Sonde Manuelle àl’instrument à l’aide du câble de la sonde.

FR• Mettez l’instrument sous tension à partir du bouton à droite. L’écran s’allume
et une barre indicatrice affiche que lepalpeur se stabilise et que le détecteur
est en cours de lancement. La LED verte
clignote lentement.

Extrima®

Last serviced 17 Oct 2007

Évitez d’exposer la sonde à de l’hydrogène
durant le processus de stabilisation.
• La LED ver te s’éteindra une fois leprocessus de stabilisation complété, généralement 90 secondes.

Bar d’indication

Rouge Vert

• L’écran d’affichage commencera enMode Détection, Analyse ou Combiné,
fonction du dernier mode utilisé durantla session précédente du détecteur.
• Le détecteur de fuite est à présent prêtà être utilisé.

! Note !

L’instrument est imperméable
mais le palpeur doit être protégé s’ilrisque de venir en contact avec del’eau. Voir page 31.

Indicateur d’état de labatterie
Mode actif: Détection-.-

Terminer

Si un sous-menu est affiché à l’écran, vous
devrez d’abord pousser Échap pour retourner
à l’un des modes principaux.

Volume–Sensibilité
8
+

Menu

Pour terminer une session EXTRIMA, poussez
le bouton de droite. Le texte suivant est affiché:
Terminer Extrima? Poussez OUI.

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

13

Principes de détection des fuites
Extrina travaille en trois modes différents:
Mode détection, Mode analyse et Mode
combi. Le Mode Combi est le mode pardéfaut.

FR

En Mode Détection vous verrez une barrede progression et entendrez un son dontla fréquence ira augmentant lorsque lasonde approche du point de fuite ou diminuant lorsque la sonde s’éloignera dece même point. Aucun chiffre n’apparaît
sur l’écran et la fréquence n’est pas une
mesure exacte du taux de fuite.
Vous vous habituerez vite à noter leschangements de fréquence plutôt que lafréquence elle-même. Déplacez la sonde
sur la surface de l’objet en cours de test
pour détecter et localiser avec exactitude
une fuite, même s’il y a d’autres fuites
voisines. Gardez la sonde en mouvement
pour déterminer où le signal augmenteet où il diminue. Laissez-vous guider par
le signal jusqu’à la position exacte de lafuite.
Si vous exposez la sonde à une concentration constante du gaz, vous noterez quela fréquence continuera à augmenter
lentement jusqu’à devenir constante etpuis, très lentement, commencera à diminuer. Ceci demande de 30 à 45 secondes
pour de petites fuites et juste quelques
secondes pour les fuites plus importantes.
Cette réduction est causée par le réglage
automatique de l’arrière-plan. Le fait quela concentration de gaz est constantependant plusieurs minutes est interprété
comme étant une augmentation du niveau à l’arrière-plan.
N.B. Ne laissez pas la sonde exposée à unelarge fuite pour des laps de temps trop longs.
Retirez le bec de la sonde lorsque la fuite aété détectée.
En Mode analyse, des chiffres sont affichésà l’écran. Ces chiffres sont une mesure exacte
du taux de fuite. Le détecteur détermine la

14

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

concentration du gaz au fur et à mesure quela sonde est d’abord exposée à l’arrière-planet puis directement à la fuite.
Le détecteur ne surveille pas la concentration du gaz en continu mais fait une seulelecture. Un autre nom qui conviendrait
pour cette méthode serait le Mode Échantillonnage. Il est important de tenir ceci
présent lorsque le détecteur est utilisé
en ce mode.
En Mode combi, les deux Mode Détection
et Mode Analyse sont combinés. Il est aisé,en ce mode, de commuter entre détection/
analyse et de quantifier une fuite en poussantle bouton de la sonde manuelle. Les chiffres(valeurs d’analyse) ne sont pas affichés à l’écran
pendant la localisation de la fuite.
Une fois que la fuite a été localisée, vous
pouvez mesurer son ampleur de la manière suivante :• Retirez la sonde de la fuite et exposezla à l’air frais.
• Poussez le bouton de la sonde manuellepour passer en Mode Analyse.
• Attendez jusqu’à ce que 0,0 soit affichéà l’écran et placez ensuite le bec de lasonde directement sur le point de fuite.
Une nouvelle pression du bouton dela sonde manuelle réactivera le Mode
Détection (la valeur d’analyse n’est pas
affichée). Voir page 16.

Remarque !

• La pointe de la sonde manuelle
se réchauffe lorsque l’appareil est
utilisé. Ceci est tout à fait normal.

Prudence !

• Connectez toujours la sonde avantde démarrer l’appareil.
• Ne placez jamais la sonde dans del’eau ou tout autre liquide.

6. Commandes et indicateurs
Ecran

Haut parleur Écran

LEDs

L’écran affiche ce qui suit :• La barre d’indication en Mode Détection etles valeurs en Mode Analyse ou les deux enMode Combi.

FR• Les six menus principaux. Leurs positions sontindiquées sur une échelle horizontale. Passage
d’un menu à l’autre à l’aide des touches < et >.
• Les menus principaux ont des sousmenus qui eux aussi sont indiqués pardes échelles horizontales et peuvent êtresélectionnés à l’aide des touches < et >.

Contrôle
Boutonspoussoirs• Des échelles pour le paramétrage desvaleurs numériques, des langues, etc.

L’écran dispose d’une fonction ”économise d’ecran” Voir page 27.

• Messages• Un indicateur de l’état de charge de labatterie, sur le coin supérieur droit.

Boutons poussoir

Connecteur
sonde

Les LED

Les deux diodes électroluminescentes intégrées dans l’instrument et les deux de la sonde,
indiquent l’état de l’instrument comme suit :La fonction des boutons poussoir est indiquée
sur le bord inférieur de l’écran.

• LED verte clignote lentement durant laphase de chauffage.

• Passage d’un menu à l’autre à l’aide destouches < et >.

LED verte qui luit en continu indiqueque l’instrument est prêt et que le signal
d’hydrogène est au-dessous du niveau
de fuite.

• Poussez Entrée pour atteindre le sous menu
sous-jacent.
• Poussez Sauvegarder pour enregistrer lavaleur sélectionnée.
• Poussez Annuler pour restaurer la valeur
précédente.
• Poussez Échap pour remonter au(x) niveau(x)immédiatement supérieur(s).

• LED rouge luisant en continu en même temps
que FUITE est affichée à l’écran signifie quel’instrument a détecté une fuite plus élevé que
le niveau d’alarme fixé.
• LED rouge clignote. Contrôlez le message affiché à l’écran. Voir recherche depanne à la page 39.

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

15

SondeCapteurLEDs Bouton poussoir

FR

DEL

Les deux LED indiquent l’état de l’instrument,comme décrit à la page précédente.
Pendant la détection de la fuite, les LED
guident l’utilisateur vers la fuite par une
intensification des clignotements.
La LED rouge s’allume pour indiquer lalimite d’alarme de fuite.

Bouton poussoir

Le bouton poussoir est utilisé pour permuter
entre les modes portée manuelle, portéeautomatique et portée dynamique.
Le bouton peut également être utilisé pour démarrer l’étalonnage lorsquel’instrument est en mode d’étalonnage.

16

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

7. Système de menus
Le système de menus est conçu sous
forme d’une arborescence semblable àcelle adoptée pour les téléphones mobiles. Tous les niveaux sont affichés àl’écran lorsque vous parcourez les menus
et ce afin que votre position exacte soit
toujours indiquée.

FR

Menus principaux

Pour avoir accès aux menus, poussez le bouton
Menu (entièrement à droite). Poussez < et >pour feuilleter entre les six menus principaux; ceci sont présentés en détail sur les pages
suivantes.

Mode actif: Detection-.-

Volume–Sensibilité
8
+

Menu

Changer mode de mesure

Pour vous déplacer entre les Mode détection,
Mode analyse et Mode combi.
Voir page 19.

Changer mode de mesure

Echap

<

>

EntréeCalibration

L’instrument doit être calibré pour assurer
que les valeurs affichées en Mode analysesont correctes. La calibration est décrite aux
pages 20 et 34.

Calibration
Calibré2007-10-31 11:04:59
Echap

<

>

Entrée

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

17

Paramètres sensibilité

FR

Sélectionnez Sensibilité, Portée automatique, Paramètre sensibilité en façade,Indication alarme de fuite, Fréquence laplus basse et Plage d’insensibilité. Voiraux pages 23 et 24.

Paramètres sensibilité

Echap

<

Paramètres analyse

Sélection Seuil d’alarme de fuite, Unité demesure de fuite, Temps du présentation
minimal, Indications alarme de fuite etFréquence la plus basse. Voir aux pages
25 et 26.

>

EntréeParamètres analyse

Echap

<

>

EntréeParamètres affichage

Réglez Contraste, Luminosité et Temporisation économiseur d’écran. Voir page 27.

Paramètres généraux

Paramètres affichage

Echap

<

>

EntréeDivers paramètres de caractère général. Voir
page 28.

Paramètres généraux

Echap

<

>

EntréeCe qui suit est d’application pour les paramètres décrits sur cette page et suivantes.
- Si aucun paramètre n’est inscrit dans les 60 secondes pour un menu ou ses sous menus,
l’instrument retournera en Mode détection/Mode analyse.
- Toutes les modifications des valeurs ne deviennent d’actualité qu’après avoir poussé le bouton
Sauvegarder.
- Utilisez le bouton Annuler pour annuler une modification de la valeur et retourner à la valeur
précédente.
Utilisez le bouton Échap pour parcourir les menus et accéder à la position initiale des Modedétection/Mode analyse.
18

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

Changer mode de mesure
Sélectionnez le menu principal Changer
mode de mesure comme décrit à la page 17.

Changer mode de mesure

Esc

<

>

Enter

FR

1. Poussez Entrée.

1
2. Poussez Entrée encore une fois pour sélectionner le Mode analyse ou poussez > poursélectionner le Mode détection ou le Mode
combi.

Changer mode de mesure
Mode analyse

Echap

<

>

Entrée2
Astuce!
Pour changer rapidement du Modedétection au Mode analyse ou inversement, poussez rapidement à trois reprises
le bouton de droite.

Mode analyse

0.5 PPM– Volume +Menu

En le signal est affiché sous forme d’une barre. La longueur de la barre variera en
fonction de la concentration du gaz.
En (voir page 33), la valeur mesurée est affichée en chiffres. L’unité par défaut est lenombre de ppm mais il est possible de choisir d’autres unités, voir page 26.
En , vous pouvez voir en même temps le signal affiché sous forme de barre et la valeur
mesurée en chiffres.

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

19

Calibration

Dernier calibrage réussi

Sélectionnez le menu Calibration commedécrit à la page 17.

Calibration
Calibré le2005-03-31 11:04:59

1. Poussez Entrée.

Echap

<

>

Entrée23

FR 2. Sélectionnez :Calibration
Coefficient de calibration
Temps de Calibration ou
Calibration protégé par mot de passe
3. Poussez Entrée. Si Saisir Mot de passe est
affiché, ceci veut dire que la fonction de paramétrage est protégée par un mot de passe,voir page 34.

Calibration
Coefficient de Calibration<

4. Réglez les valeurs désirées à l’aide destouches + et –. Utilisez > pour passer
au caractère suivant et après le dernier
caractère.

+

1.00E+01–

4

5. Poussez Annuler pour effacer la valeur
inscrite et retourner à la précédente.

>

5

Calibration

6. Poussez Sauvegarder pour enregistrer lavaleur sélectionnée. L’échelle de paramétrage
clignotera pour confirmer les valeurs inscrites.
Appuyez à deux reprises sur Échap pour retourner au Mode détection/Mode analyse.

Coefficient de Calibration
2.00E+01
Annuler

5

Sauveg.

6

Explications

Temps de calibration

Le nombre de secondes durant lequel le mesurage est exécuté lors de la calibration en
Mode analyse. La valeur par défaut est 10 secondes mais une durée de 5 à 30 secondes
peut être utilisée.

Coefficient de calibration

Paramètre de calibration Voir page 35.

Calibration protégé par mot de passe

La fonction de calibration peut être protégée par mot de passe afin d’éviter qu’elle puisseêtre utilisée par un utilisateur non autorisé. Note! Au départ usine, aucun mot de passen’est nécessaire.
20

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

Calibrer

Sélectionnez le sous menu Calibration.
Lorsque la calibration est commencée, lepalpeur ne doit pas déceler de gaz ; c’est-àdire qu’aucune valeur ne doit être affichée en
Mode analyse.
1. Poussez Entrée. L’écran affiche Exposer
sur arrière-plan et appuyer sur Démarrer.

Echap

Démarrer

2. Exposez la sonde à l’air d’arrière-plan etpoussez Démarrer ou le bouton sur la sondepour commencer la procédure de calibration.
3. Vous pourrez noter une augmentation dela longueur de la barre affichée pendant lacalibration. Pendant que la barre progresse,
exposez la sonde au gaz de calibration ou à lafuite de référence. Le message Gaz détecté
est alors affiché à l’écran.

2

Calibration
Exposer au gaz
Calibration Coefficient = 1.00E+01
Echap

3

La sonde n’a pas besoin d’être exposé au gaz
de calibration pendant toute le Temps decalibration (pendant que la barre progresse).
L’instrument ne mesure que le changement
qui se produit lorsque la sonde passe de l’air
d’arrière-plan au gaz de calibration.
4. Le gaz de calibration sera éliminé auplus tard lorsque la barre atteint sa position terminale.
Note! Si le message Pas de gas ou signal
instable est affiché à plusieurs reprises – retournez en Mode détection et contrôlez lafonctionnalité.

FR

Calibration
Exposer sur arriére-plan
et appuyer sur Démarre

Gas DetectedlCalibration
Expose to gas
Coefficient de Calibration = 1.00E+01
Echap l5. En cas de succès, le message Calibration
OK sera affiché à l’écran. Poussez Sauvegarder. Si ce bouton n’est pas poussé après cemessage, l’instrument retournera à la valeur
précédente après une minute environ.

Gas Detectedl4

Calibration
Calibration OK
Annuler llSauveg.

5

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima21

Si par contre le message est affiché, ceci signifie que l’écart entre la valeur mesurée et laprécédente est supérieur à 10%. Poussez pourrépéter les points 2 à 5.

FR

Undo

l

l SavePour une plus grande précision, accordez une
pause de 30 secondes entre une calibration etla suivante.
La calibration peut devoir être répétée àplusieurs reprises, spécialement après remplacement de la sonde.
Lors de la calibration –– veillez à suivre les
instructions ci-dessus dans l’ordre.

Indicateur d’état du palpeur
La barre de l’indicateur s’étend en
longueur lorsque du gaz de référence
est détecté. La longueur de la barredénote l‘état du palpeur. La barre
sera plus courte si le palpeur a perdu
en sensibilité mais demeure utile. La
sensibilité est trop basse si vous ne
pouvez pas conclure la calibration ou
si vous obtenez un avertissement debasse sensibilité.

Le détecteur avertira si la sensibilité du palpeur est trop basse pour assurer la détection d’une
fuite égale au niveau choisi pour une alarme de fuite. L’avertissement peut être ignoré et lacalibration mise à jour.
Le détecteur émettra une alarme si le niveau du signal de calibration n’est pas raisonnable.
Ceci peut se produire, par exemple, si une solution de gaz de traçage à 5% a été utilisée au lieu
du gaz de référence correct ou si la fuite de référence présente une fuite supplémentaire non
intentionnelle. L’avertissement peut être ignoré et la calibration mise à jour.
Au besoin, la calibration peut être effectuée sous la protection du mot de passe général afind’éviter que l’opérateur ne puisse pas le faire par erreur. En quel cas, il devient nécessaire d’entrer
le mot de passe pour démarrer une procédure de calibration. La protection de la calibration par
mot de passe est faite à partir du menu . Veuillez noter que vous devrez sélectionner le mot qui
fera fonction de mot de passe. L’instrument est livré sans mot de passe défini.

Explication

L’instrument doit être calibré pour assurer que les valeurs affichées en Mode analyse sontcorrectes. Avant la calibration, le Coefficient de calibration doit avoir été ajusté correctement comme décrit à la page 35. Pour l’intervalle entre les tentatives de calibration, etc.
voir Calibration à la page 34.
22

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

Paramètres sensibilité

Note! Les Paramètres sensibilité n’agissent
qu’en Mode détection. Pour la calibration duMode analyse, voir page 21.
Si Paramètre sensibilité en façade est OFF,la sensibilité peut être ajustée comme décrit
ci-dessous.

FR

La sensibilité sélectionnée ne sera enregistrée en mémoire que si faite à partir
du système de menus.
Sélectionnez au menu principal Paramètres
sensibilité comme décrit à la page 18.

Paramètres sensibilité

1. Poussez Entrer.

Echap

2. Sélectionnez :Sensibilité,
Portée automatiqueParamètre sensibilité en façade
Indication alarme de fuite
Fréquence la plus basse ou
Plage d’insensibilité < et >.

<>Entrée1
Paramètres sensibilité
Sensibilité
8Echap

3. Poussez Entrée.

<

4. Ajuster le paramètre désiré en utilisantles boutons + et -.

>Entrée2(5. Poussez Annuler pour effacer la valeur
inscrite et retourner à la précédente.

3

Paramètres sensibilité
Sensibilité

6. Poussez Sauvegarder pour accepter lavaleur sélectionnée. L’échelle de paramétrage
clignotera pour confirmer les valeurs inscrites.
Appuyez à deux reprises sur Échap pourretourner au Mode détection.

Régler sensibilité
5
Annuler

5+–

Sauveg.

6

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

23

Explications
Sensibilité
FR

La sensibilité de l’instrument en Mode Détection est ajustée en changeant la sensibilité.
La valeur par défaut est 5 mais des valeurs de 1 à 13 peuvent être utilisées. Chaque pas
double la sensibilité.

Portée automatique

Lorsque cette fonction est activée, la sensibilité diminuera de deux pas à la fois lorsque lesignal atteint sa valeur maximale. Lorsque la sonde est retirée et que le signal retourne àzéro, la sensibilité retourne à sa valeur initiale.

Paramètre sensibilité en façade

La sensibilité du Mode Détection peut être changée directement à partir de l’écran principal
du Mode Détection si vous poussez Sensibilité + et –. Cette fonction peut être désactivée
si le Paramètre sensibilité en façade est mis sur OFF. Les modifications de la sensibilité
faites à partir de l’écran principal ne sont pas enregistrées en mémoire et l’instrument démarre avec les données enregistrées à partir du menu Paramètres sensibilité.

Indication alarme de fuite

Si l’Indication d’alarme de fuite est sur OFF, une fuite ne sera pas indiquée ; ni par le mot
FUITE à l’écran ni par une signalisation visuelle ou sonore.

Fréquence la plus basse (Paramètres sensibilité)

La limite inférieure de la fréquence du son peut être ajustée à partir de la Fréquence laplus basse c’est-à-dire pas de gaz détecté. La valeur par défaut est 1 Hz mais des valeursde 0 à 10 Hz peuvent être utilisées. 0 Hz signifie que le haut parleur est silencieux lorsque
le détecteur retourne au niveau d’arrière-plan.

Plage d’insensibilité

La fonction Plage d’insensibilité permet d’ignorer les signaux au-dessous d’un certain
niveau. Peut être utilisé en Mode Détection lorsque le zéro est instable.
Important ! Pour une explication plus détaillée, voir page 31 avant de paramétrer
la Plage d’insensibilité.
La Plage d’insensibilité est automatiquement restaurée à zéro si la sensibilité est changée.

24

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

Paramètres analyse
Sélectionnez le menu principal Paramètres
analyse comme décrit à la page 18.

Paramétres analyse

1. Poussez Entrée.

Echap

2. Sélectionnez :Seuil d’alarme de fuite
Unité de mesure de fuite
Temps de présentation minimal
Indications alarme de fuite etFréquence la plus basse
à l’aide des touches < et >.

<>EntréeFR

1Paramétres analyse
Seuil d’alarme de fuit
Echap

3. Poussez Entrée.
4. Ajuster le paramètre désiré en utilisantles boutons + et –.
(5. Poussez Annuler pour effacer la valeur
inscrite et retourner à la précédente.)

1.00E+01>

Entrée2

3

Paramétres analyse
Seuil d’alarme de fuit

6. Poussez Sauvegarder pour enregistrer lavaleur sélectionnée. L’échelle de paramétrage
clignotera pour confirmer les valeurs inscrites.
Appuyez à deux reprises sur Échap pourretourner au Mode détection.

<

Annuler

5

Régler seuil d’alarme de fuit
1 .00E+0+–
Sauveg.

4

6

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

25

Explications
Seuil d’alarme de fuiteFR

Le niveau auquel une indication devrait être considérée comme étant une fuite. La valeur
par défaut est 1.00E+01=10.

Unité de mesure de fuite

Sélectionner unité à afficher en Mode Analyse. Pour des explications plus détaillées, voir
page 35.

Temps de présentation minimal

La valeur mesurée est affichée jusqu’à ce que le palpeur ait récupéré. Une durée plus longue
peut être réglée en augmentant la Durée min. de présentation. La valeur par défaut est
1 seconde mais des valeurs de 0 à 120 secondes peuvent être utilisées. Applicable uniquement en Mode Analyse. La fonction Économiseur d’écran mettra celui-ci en veilleuseaprès un certain laps de temps d’inactivité.

Indications alarme de fuite

Il y a un choix de quatre indications d’alarme de fuite :LED seulement : Ceci est l’indication par défaut. Aucune indication autre que la LED
rouge sur l’avant et sur la sonde.
Rétroéclairage clignotant : Le rétroéclairage commence à clignoter lorsque le signal
est supérieur à la limite de fuite.
Signal sonore saccadé : Le signal sonore est saccadé (silencieux/audible) lorsque lesignal est supérieur à la limite de fuite.
Rétroéclairage et Sonore : Une combinaison des deux, rétroéclairage et sonore saccadé, lorsque le signal est supérieur à la limite d’alarme de fuite.

Fréquence la plus basse (Paramètres analyse)

La limite inférieure de la fréquence du son peut être ajustée à partir de Fréquence laplus basse c’est-à-dire pas de gaz détecté. La valeur par défaut est 1 Hz mais des valeursde 0 à 10 Hz peuvent être utilisées. 0 Hz signifie que le haut parleur est silencieux lorsque
le détecteur retourne au niveau d’arrière-plan.

26

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

Paramètres affichage

Sélectionnez au menu principal Paramètres
affichage comme décrit à la page 18.

Paramètres affichage

1. Poussez Entrée.

Echap

<

>

EntréeFR

2. Sélectionner :Contraste
Luminosité ou
Temporisation économiseur d’écran
à l’aide des touches < et >.

1Paramètres affichage

3. Poussez Entrée.

Contraste
10Echap

4. Ajustez le paramètre désiré à l’aide destouches + et –.
(5. Poussez Annuler pour effacer la valeur
inscrite et retourner à la précédente).

<>

Entrée2

6. Poussez Sauvegarder pour accepter lavaleur sélectionnée. L’échelle de paramétrage
clignotera pour confirmer les valeurs inscrites.

3

Paramètres affichage
Contraste

AnnulerRégler contraste
20+–
Sauveg.

Appuyez à deux reprises sur Échap pour retourner au Mode détection/Mode analyse.

5

4

6

Explications

Pour un bon affichage à l’écran, ajuster la luminosité et le contraste en fonction des conditions d’éclairage du lieu de travail. Pour économiser de l’énergie, vous pouvez réduire lavaleur de luminosité.
Le Délai de l’économiseur d’écran peut être régler entre 1 et 60 minutes. Passé ledélai prévu, le rétroéclairage de l’écran LCD est automatiquement réduit. L’écran
retourne à sa luminosité normale aussitôt qu’un bouton est poussé, que du gaz
est détecté ou qu’une panne de l’instrument est détectée. Cette fonction est
désactivée si la valeur 0 est celle choisie.

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

27

Paramètres généraux

Sélectionnez le menu principal Paramètres
Généraux comme décrit à la page 18.

Parameètres généraux

1. Poussez Entrée.

FR

Echap

2. Utilisez les touches < et > pour faire
un choix entre :LangueChanger mot de passe
Régler Horloge
Règler Date ou
LED’s de la Sonde<

Parameètres généraux
LangueAnglaisEchap<

4. Réglez les valeurs désirées à l’aide destouches + et – ou comme décrit sur la
page suivante.

Entrée3

Parameètres généraux
LangueSélectionner langue
Anglais6. Poussez Sauvegarder pour accepter lavaleur sélectionnée. L’échelle de paramétrage
clignotera pour confirmer les valeurs inscrites.

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima>

2

5. Poussez Annuler pour effacer la valeur
inscrite et retourner à la précédente.

28

Entrée1

3. Poussez Entrée. Si Saisir Mot de passe est
affiché, ceci veut dire que la fonction de paramétrage est protégée par un mot de passe,voir page 34.

Appuyez à deux reprises sur Échap pour retourner au Mode détection/Mode analyse.

>

Annuler

5

+

–

4

Sauveg.

6

Explications
LangueSélectionnez le Menu Langue

FR

Changer mot de passe

Les paramètres les plus importants peuvent être protégés à l’aide d’un mot de passe pourne pas qu’ils puissent être changés par des utilisateurs non habilités.
Note! Au départ usine, aucun mot de passe n’est nécessaire.
Lorsque le message Saisir mot de passe est affiché : Entrer le mot de passe (caractèresalpha et numériques) à l’aide des touches + et –. Avancez jusqu’à la position du caractère
suivant à l’aide de la touche >. Poussez > à deux reprises après le dernier caractère. La mention Confirmer Nouveau Mot de Passe est à présent affichée à l’écran. Pour confirmer,
inscrire le mot de passe de nouveau et pousser > à deux reprises. Le message Nouveau mot
de passe accepté est alors affiché.
Si aucun mot de passe n’est requis, il suffira de pousser > deux fois lorsque Ecrire noveau
mot de passe est affiché.
Note! Lorsque vous inscrivez des caractères, allez à gauche pour atteindre directement les
chiffres et à droite pour atteindre les lettres ; en d’autres termes, au départ, flèche gauche
vous ramène u dernier caractère de la liste. Cette fonction est accessible durant le réglage
de l’horloge.

Régler Horloge

Lorsque Régler horloge est affiché : Utiliser les touches + et – pour augmenter/diminuer
le chiffre affiché. Avancez jusqu’à la position du caractère suivant à l’aide de la touche >.
Poussez > à deux reprises après le dernier caractère.

Régler Date

Lorsque Régler date est affiché : Utiliser les boutons + et – pour inscrire l’an et pousser
Entrer. Utiliser < et > pour inscrire le mois et pousser Entrée. Utiliser les boutons + et – pourinscrire le quantième et pousser >.

LED’s de la Sonde

La LED de la sonde peut être éteinte pour prolonger la durée d’exploitation. Lorsque la capacité de la batterie est réduite de moitié, le signal aura tendance à réagir lorsque les LED de lasonde sont allumées ou éteintes. Lorsque ceci se produit, la batterie devrait être rechargée.
Toutefois, vous pouvez prolonger le temps d’exploitation, et terminer le travail en cours, enéteignant les LED de la sonde.
INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

29

8. Utilisation du Détecteur de fuite
Le détecteur travaille en trois modes.

- Le mode de détection (Mode détection), utilisé principalement pour détecter et localiser desfuites mais sans les quantifier.

FR - Le mode d’analyse hydrogène (Mode analyse) mesure la concentration d’hydrogène.
- Le Mode combi, qui est en fait une combinaison des deux (Mode Détection et Mode Analyse).
Le Mode détection travaille en continu alors que le Mode Analyse détermine la concentrationd’hydrogène (et calcule un taux de fuite correspondant) par une mesure instantanée.
Le Mode détection est celui par défaut et ne fournit pas une indication chiffrée. C’est pourquoi
une calibration ne sera pas nécessaire. La sensibilité du signal sonore et le déplacement de labarre sur l’écran sont paramétrés manuellement ou automatiquement, voir ci-dessous.
Lorsque vous utilisez l’instrument en Mode analyse, il faut qu’il soit calibré comme décrit aux
pages 21 et 34 afin de fournir des mesures correctes.

Si vous ne désirez que détecter la présenced’une fuite, c’est-à-dire déterminer s’il y a
fuite ou pas, utilisez le Mode Détection. La
définition de Fuite/Pas de Fuite est alors tout
simplement : Une fuite en est une si elle peutêtre détectée par le détecteur lorsque celui-ci
est réglé pour une sensibilité donnée.
L’exploitation en n’est pas quantitative.
L’information ne sera pas chiffrée mais le signal
sera plus ou moins puissant en fonction de laconcentration du gaz.

Mode Détection

Volume–Sensibilité
8
+

Menu

Il n’y a donc de calibration à faire maisplutôt un réglage de la sensibilité auniveau désiré.
Une procédure typique de mise au point duMode détection est :30

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

• Sélectionnez une fuite de référenceégale au niveau de la fuite minimum quevous désirez détecter.
• Placez la sonde près de la fuite de référence et notez la réaction approximative que vous obtenez (pas de réaction,
petite, moyenne, élevée, maximum) dansles quelques secondes qui suivent.
• Réglez la sensibilité. Ceci peut être fait demanière permanente à partir du menu Paramètres sensibilité ou, si vous n’avez pas
désactivé la fonction Paramètre sensibilité
en façade, voir pages 23 et 24. Il existe aussi
une autre fonction, Portée auto, qui peut êtresélectionnée à partir du menu Paramètres
sensibilité.
Si la sensibilité est réglée à un niveau tropélevé, le niveau de base peut s’avérer très instable. Si tel est le cas, paramétrez une Plaged’insensibilité pour parer à ces variations.
Important! Veuillez tenir présent qu’une

Plage d’insensibilité, si mal paramétrée, pourra
masquer les petites fuites. Soupesez soigneusement les pour et les contre avant d’y avoir
recours. Une fois réglée, contrôlez toujours
à l’aide d’un étalon pour vous assurer d’une
sensibilité suffisante.
La Plage d’insensibilité est automatiquement
restaurée à zéro lorsque la sensibilité est
changée. Il s’ensuit que la Plage d’insensibilité
doit toujours être réglée après avoir ajusté lasensibilité comme désiré.
Le réglage de la Plage d’insensibilité est
décrit à la page 24.
Note. Si le Mode Détection est utilisé etque vous désirez que l’alarme soit activée à
un niveau déterminé qui aurait été calibré aupréalable, il faudra que l’unité soit calibrée
conformément aux instructions aux pages
21 et 34.
Ceci est dû au fait que l’alarme est basée sur lesMode analyse alors que le Mode détection,
avec son inexactitude, est celui affiché.

Protection contre l’eau

L’instrument est imperméable, mais le palpeur
doit être protégé s’il y a risque de contact
avec l’eau qui est capable de percer le filtre etempêcher le gaz traceur d’atteindre le palpeur.

Capuchons antistatiquespour palpeur
Film de téflon

Protégez le palpeur à l’aide d’un morceaude film de téflon placé sur le filtre. Fixez
en place avec le Couvercle antistatiquedu palpeur et retirez le film qui déborde.

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

31

FR

Pour localiser les fuites

FR

Le M o d e D é te c t i o n e s t u t i l i s é p o u rdétecter des fuites. Ce mode est semiquantitatif En ce sens qu’il émet un signal
visuel et sonore qui va augmentant ens’approchant de la fuite (une concentration de gaz plus élevée) et diminuant
lorsque la sonde s’éloigne de la fuite.
Aucun chiffre n’est affiché.
En ce mode, il est facile de détecter une
fuite en utilisant une sensibilité présélectionnée (page 24). Les fuites peuventêtre localisées avec une grande précision,même s’il y a d’autres fuites voisines.
Si, par exemple, vous tentez de localiser
une fuite sur un réservoir de carburant etque le réservoir a une fuite importante,vous obtiendrez un signal sonore aussitôt
que la sonde sera placée près du réservoir.
Lorsque la sonde est déplacée au-dessus
du réservoir, le signal augmentera lorsquela sonde approchera de la source de lafuite. Si le signal dépasse l’échelle, il suffira de réduire la sensibilité pour ramener
le signal au sein de l’échelle. En agissantainsi sur la sensibilité, il vous sera possible
de localiser plusieurs fuites très proches
l’une de l’autre.

32

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

N. B.
Lorsque vous travaillez dans un espace
restreint, tel par exemple un compartiment ou un passage étroit d’un moteur
à combustion, la concentration d’arrièreplan risque de s’accumuler jusqu’à atteindre la limite supérieure de détectiondu détecteur. En de tels cas il ne sera
pas possible de détecter des fuites aussi
facilement que dans des espaces ouverts.
Astuce: N’exposez pas la sonde à plus degaz qu’il n’est nécessaire ; à terme, la sonde
sera saturée. Il est à conseiller de détecter etde localiser la fuite puis de retirer la sondesans délai afin d’éviter de la saturer. La sonde
ne sera pas endommagée par son exposition
mais se rétablira plus lentement. Après une
exposition excessive, elle demeurera moins
sensible pendant une courte période.

Pour quantifier les fuites
Le Mode Analyse est utilisé pour mesurer
la taille d’une fuite (ou la concentration d’unéchantillon de gaz).
Pour pouvoir faire ce type de mesure etobtenir des valeurs correctes, l’instrument
doit d’abord avoir été calibré à l’aide lafonction de calibrage. Voir page suivanteet page 21.
En Mode Analyse, le détecteur détermine
la concentration de gaz sur la base du changement lorsque la sonde est d’abord exposéeà la concentration d’arrière-plan et puis à une
certaine concentration de gaz. Le détecteur
ne surveille pas la concentration du gaz en
continu mais fait une seule lecture. Un autre
nom qui conviendrait pour cette méthode serait le Mode Échantillonnage. Il est importantde tenir ceci présent lorsque le détecteur est
utilisé en ce mode.
En Mode Analyse, la sonde devrait êtredéplacée directement d’un arrière-plan au
point à tester. La taille de la fuite en ppm, ou
toute autre unité choisie*, est affichée à l’écran.
La sonde peut et devrait être retirée du pointde mesure aussitôt que la valeur mesuréedemeure affichée.
La durée de l’affichage de la valeur mesuréepeut être ajustée à partir menu Paramètres
analyse. Voir page 25.
La plage de détec tion du détec teurMode analyse

0.5 PPM– Volume+

Menu

Astuce!
Pour changer rapidement du Modedétection au Mode analyse ou inversement, poussez rapidement à trois reprises
le bouton de droite.
EXTRIMA se situe entre 0 et 2000 ppm etdonne une linéarité raisonnable au sein de laplage 0 à 500 ppm. Pour obtenir une précision
plus grande au-delà de cette plage, calibrez ledétecteur à une concentration entre 10 et 100
ppm. De manière générale, la précision est
toujours à son mieux près de la concentration
à laquelle il a été calibré.

*L’Unité de mesure de fuite est sélectionnée à partir des Paramètres analyse, page 25.

Niveau alarme de fuite

Le niveau d’alarme de fuite est réglé en décimales ou en notation scientifique. La notation
scientifique est expliquée à l’aide de l’exemple
suivant :2,4 x 10-2 = 0,024
Peut être écrit :2.4E–0.2 ou 0,024

En cas d’inscription erronée, la valeur
précédente sera conservée. Contrôlez
toujours que la valeur correcte est enregistrée.
L’unité utilisée est l’unité d’actualité demesure de fuite. Voir page 26.

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

33

FR

Calibration

L’instrument peut être calibré à l’aide de lafonction de calibration intégrale, voir page
20. Après calibration, l’instrument afficheraà l’écran, en Mode Analyse, des valeurscorrectes.

FR (Les paramètres de sensibilité entrés en
Mode Détection sont décrits à la page 24)

La calibration est une composante importante de la mesure des fuites et unfacteur important d’Assurance qualité.
Ceci est facilement exécuté en utilisant lafonction de calibration intégrale décriteà la page 21.
Il est impossible de préciser une exigenceparticulière pour l’intervalle exacte qui
séparera deux calibrations car cet intervalle variera considérable­m ent selon lesapplications pour lesquelles l’instrument
sera utilisé.
Si le détecteur est utilisé mais n’est pas exposé à des gaz pour une longue période,ou exposé à de faibles concentrations(inférieures à 10 ppm) avec de longs
inter valles entre les expositions, unecertaine oxydation du palpeur pourra se
manifester et réduire la sensibilité.
L’oxydation est réduite lorsque l’instrument

est exposé à de fortes concentrations de gaz.
Si l’instrument n’est utilisé que pour être exposé à de faibles concentrations, il devrait êtrecalibré fréquemment, peut-être une fois parheure, afin de pouvoir garantir que les valeurs
mesurées sont correctes.
Si l’instrument est soumis à une très forte
concentration de gaz pendant une longue
période, une certaine mesure d’insensibilité
peut se manifester tout de suite après. Cet
effet de saturation peut rendre plus difficile ladétection de très petites fuites. C’est pourquoi,
il est recommandé de toujours retirer la sonde
du point de mesure aussitôt que la valeur mesurée est affichée. Ceci permet au détecteur derécupérer. La valeur mesurée demeure affichéeà l’écran pour la durée d’affichage paramétrée
à partir du menu Temps de présentation
minimal, voir page 26.
La calibration demeure enregistrée dansla sonde, même si celle-ci est déconnectée. Si une autre sonde est connectée,elle devra être recalibrée si ceci n’a pas
été fait plus tôt, si la sonde n’a pas été
utilisée depuis un certain temps ou si laréférence a été modifiée.

Mot de passe

Afin d’éviter que les paramètres de mesuresoient modifiés par inadvertance ou par une
personne non habilitée à ce faire, tous lesparamètres décisifs peuvent être protégés par
un mot de passe.
Lorsque Saisir mot de passe et une ligne
clignotante sont affichés à l’écran, inscrire lemot de passe d’actualité à l’aide des touches+ et – et poussez > à deux reprises après ledernier caractère.
34

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

Paramètres généraux
Changer mot de passe
Saisir mot de passe
<

–

+

>

Si Mot de passe erroné est affiché à l’écran,poussez Entrée et inscrivez le mot de passecorrect. Les menus seront accessibles jusqu’à
ce que vous retourniez au Mode Détection/
Mode Analyse.

Unité de mesure de fuite et Coefficient de calibration

Le détecteur EXTRIMA n’utilise pas une unité
prédéterminée de mesure de fuite. L’unité demesure de fuite est une chaîne de caractères définie par l’utilisateur (défaut : ppm).
La relation entre le signal du détecteur et lechiffre affiché est établie par le Coefficientde calibration.

L’Unité de mesure de fuite est réglée àpartir du menu Mode Analyse. Sélectionner ppm, cc/s, cc/min, SCCM, mbarl/s, mm3/s,
mm3/min Pa m3/s ou Personnaliser. Lorsque

Mesure d’un flux de fuite

Pour la mesure d’un flux de fuite, calibrez ledétecteur par rapport à une fuite de référence.
Le flux de la fuite de référence devraitêtre proche de la limite d’alarme de fuitesélectionnée.
Voir aussi à la section Sélection de la référence, page 36.
Réglez le Coefficient de calibration pour lavaleur certifiée de la fuite de référence.
Réglez le paramètre Unité de mesure defuite pour la même unité que le Coefficientde calibration.
Exemple :Une fuite de référence est certifiée à 1,5 cc/min. Réglez le Coefficient de calibration
à 1,5 et cc/min comme Unité de mesurede fuite.

vous sélectionnez Personnaliser vous pouvez
inscrire une unité à votre choix à condition
qu’elle soit exprimée avec un maximum dedouze caractères. L’unité peut être expriméesous forme de concentration, par exemple
ppm ou mg/ml-H2.
La calibration peut être effectuée parrapport à :— Le flux d’une fuite connue,ou— Une concentration d’hydrogène connue.

Mesurez la concentrationd’hydrogène

Lors de la mesure de la concentrationd’hydrogène, le détecteur devrait être calibré
par rapport à un gaz de référence ayant une
concentration connue. Le gaz de référence
devrait être Hydrogène en air synthétique.
(Il est également d’utiliser de l’hydrogène en
azote mais la précision peut en pâtir).
Réglez le Coefficient de calibration à lavaleur de la concentration de gaz connue.
Réglez le paramètre Unité de mesure defuite pour la même unité que le Coefficientde calibration.
Exemple :Un gaz de référence contient 10 ppm
d’hydrogène en air synthétique. Réglez leCoefficient de calibration à 10 et ppm
comme Unité de mesure de fuite.

Note! Il est important que l’unité de mesure de fuite soit la même que celle utilisée pourle flux de fuite/concentration. Si tel n’est pas le cas –– convertir une des valeurs.
INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

35

FRSélection de la référence
Votre concentration devrait toujours
avoir une concentration ou un flux égalou proche de celui à mesurer.

FR La spécification de l’instrument est va-

lable pour des concentrations allant de
0,1 à 10 fois le niveau d’alarme de fuite.
Exemple pour gaz de référence :Le Seuil d’alarme de fuite est réglé pour8 ppm.
Un mélange de gaz de référence contenant 8 ppm d’hydrogène en air synthétique donnera la meilleure précision.
Pour la précision la plus grande, le gaz deréférence devrait être au sein de 50% duniveau d’alarme de fuite.

36

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

Pour cet exemple ceci signifie entre 4 et
12 ppm d’hydrogène.
La concentration d’hydrogène devrait
toujours se situer entre 2 et 400 ppm.
Exemple pour fuite de référence :Le Seuil d’alarme de fuite est réglé à 2,0E
-4 atm.cc/s
Une fuite de référence calibrée à 2,04E4 cc/s assurera le plus haut degré deprécision.

Messages de calibration
Message

Explication

RemèdeExposer à l’arrièreplan

Préparer la sonde pour calibrationen la tenant dans un arrière-planlibre d’hydrogène.

Gaz détecté

Signal de gaz détecté

Opération normale, exposition au
gaz peut être interrompue.

Répéter calibration

La calibration n’est pas au seind’une limite de 10% de la dernière
valeur enregistrée. La calibrationétait au sein d’une

Pousser Sauvegarde pour mémoriser
la calibration.

Calibration OK

La calibration était au sein d’une
limite acceptable.

Pousser Sauvegarde pour mémoriser
la calibration.

Pas de gaz ou
signal instable

Pas de signal de gaz ou pas designal stable détecté durant lacalibration

Contrôler la référence. La vanne degaz peut être fermée. Contrôler quelepalpeur n’est pas colmaté. Arrièreplan plus élevée que la concentration
du gaz de référence. Améliorer laventilation.

Sensibilité trop
basse pourniveau d’alarme

La sensibilité du palpeur est trop
basse pour garantir une réaction
correcte à un flux de gaz ou uneconcentration égale au niveaud’alarme de fuite. La cause la plus
plausible est que le palpeur est
trop vieux.

Contrôler la référence. La vanne degaz peut être fermée. Contrôler quelepalpeur n’est pas colmaté. Contrôlerle paramètre du Niveau d’alarme defuite.

Haut signal !
Contrôler laréférence !

Le signal de référence est
exceptionnellement élevé.

Vérifier condition de référence. Vérifiez que les connexions de la fuite deréférence n’ont pas de fuites.

FR

Il demeure possible d’utiliser l’instrument même si la calibration a échoué. Les paramètres de la dernière calibration réussie seront utilisés. Toutefois, vous devrez
vérifier que l’instrument réagit à la référence.

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

37

9. Remplacement de la sonde1) Éteindre le détecteur
2) Déconnecter la sondeFR3) Connecter la nouvelle sonde4) Allumer le détecteur5 ) Pe n d a n t q u e vo u s a t t e n d e z q u el’instrument se stabilise, vérifiez que la
LED verte clignote. La LED rouge indiqueune dysfonction, dans le câble ou dansle palpeur d’hydrogène à l’intérieur dela sonde.
6) Effectuez la calibration selon les instructions
à la page 21 ou configurez comme expliqué àla page 34, selon que vous utiliserez le Mode
Analyse ou le Mode Détection.
7) Refaites la calibration une heure plus
tard pour assurer la plus grande précision
possible.

10. Charge• L’instrument ne doit pas êtrechargé au sein d’une zone derisque. Le chargeur peut causer
une inflammation. Ne charger labatterie qu’au sein d’une zone sûre !
• Ne pas utiliser un chargeur
autre que celui inclus dans lalivraison de Extrima. L’utilisationd’un autre chargeur peut invalider la sécurité de l’instrument.
• Lorsque la tension de la batterie est trop basse, EXTRIMA est
automatique-ment éteint.
• EXTRIMA est automatiquementéteint et ne peut pas être redémarré
lorsque le chargeur est connecté.

Sur les écrans principaux (Modes Détection, Analyse et Combi) un symbole surle coin supérieur droit indique l’état decharge de la batterie.
38

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

Témoins LED sur le chargeur- LED verte s’allume à la connexion auréseau.
- LED Rouge clignote en cas de courtcircuit ou décharge soudaine.
- La LED rouge s’allume durant la charge
et s’éteint lorsque la charge est complétée.
Extrina demeure opérationnel pendant
7 heures après un chargement complet
de la batterie.
Une batterie entièrement déchargéedemandera 10 heures de charge avantd’être complètement rechargée.
Une heure de charge assure environ une
heure d’exploitation. Au besoin, ceci
peut être fait nais il est important derecharger régulièrement la batterie à sa
pleine capacité.
Technologie de la batterie : 12V Batterierechargeable Ion-Lithium.

11. Recherche des pannes
L’instrument ne contient pas de pièces qui puissent être réparées parl’utilisateur et ne peut désassemblé que par un technicien dûment
habilité. L’ouverture ou le désassemblage d’un instrument sous tension
peut causer un accident corporel grave voire mortel. Si des réparations
sont effectuées par une personne non habilitée, la classification Ex
cessera d’être valide.
Si les mesures suivantes ne résultent pas en un instrument en bon étatde fonctionnement, envoyez l’instrument ou remettez-le à un atelierde réparation agréé.

Symptôme de la panne:

Action:• Pas de son en Mode analyse,
Mode détection ou Mode combi.

• Poussez le bouton + à plusieurs reprises.

• Pas d’image affiché, pas de son.

• Chargez la batterie.

• Pas d’image mais un son si exposé
au gaz.

• Les paramètres d’affichage peuvent être erronés.
Observez l’écran latéralement à faible angle et pointez une lampe dessus. Essayez de lire le texte pourpouvoir accéder au menu Paramètres affichage etajustez le contraste et la luminosité. Si ceci ne donne
pas un résultat satisfaisant, confiez l’instrument à un
atelier pour le remplacement de la lampe de l’écran.

• La LED rouge du chargeur clignote.

• Voir section 10. Charge. Déconnectez le chargeur
et connectez-le de nouveau. Si le clignotement
ne change pas en une lueur continue dans les 10
minutes qui suivent, confiez l’instrument à un atelier
agréé pour réparation.

• Pas de signal si exposé au gaz.

• Contrôlez le palpeur sur une fuite de référence. Au
besoin, remplacez le palpeur.

Messages d’erreur :• Contrôler Sonde et Câble. La LED
rouge clignote rapidement.

• Vérifiez que le câble de la sonde est connecté
correctement à la sonde et à l’instrument. Si le symptôme demeure, remplacez la sonde et le câble.

• Contrôler Capteur. Erreur de tension.

• Palpeur défectueux ou absent.

• Contrôler Capteur. Erreur de Température.

• Palpeur défectueux ou absent.

• Attendez est affiché. La LED verte clignotelentement.

• L’instrument est en phase de stabilisation.

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

39

FR12. Plage et valeurs par défaut de tous
les paramètres
FR

Paramètre

Plage

DéfautContraste

0 — 2010Luminosité

0 — 1919

Temporisation écon. d’écran

0 — 10 min

2 min

Sensibilité

1 — 13

5

Paramètre de portée

Portée manuelle/Portée automatique/Portée dynamique

PortéeAjustement direct de la sensibilité

MARCHE/ARRÊTMARCHE

Indication d’alarme de fuite

MARCHE/ARRÊTMARCHE

Fréquence la plus basse

0 — 10 Hz

1 Hz

Plage d’insensibilité

0 — 140

Seuil d’alarme de fuite

1.00E-37 – 1.00E37

1.00E+01 = 10

Temps minimal de présentation

1 — 120 s

1s

Voyants d’alarme de fuite

LED uniquement
Feu arrière clignotant
Signal audio haché
Feu arrière et audio

LED uniquement

LangueAnglais, Allemand, Français

AnglaisTemps de calibration

Temps min. de calibration–30 s

8s

Coefficient de calibration

1.00E-37 – 1.00E37

1.00E+01 = 10

Unité de mesure de fuite

Max. 12 caractèresppm

Mot de passe

Max. 12 caractères

Pas de mot de passe

Etalonnage protégé par mot
de passe

MARCHE/ARRÊT

ARRÊT

Heure

hh:mm:ss-

Date

AA-MM-QQ-

Mode menu

Plusieurs choix

Mode combiné

40

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

13. Mode entretien

Un mode entretien est prévu sur le détecteur pour aider pendant la recherche des pannes et
les diagnostics.
IMPORTANT! L’opérateur habituel ne devrait pas être autorisé à avoir accès à ce mode.
C’est pourquoi l’option Mode entretien n’apparaît pas, habituellement, sur le systèmede menus et la plupart des fonctions incluses dans ce mode sont protégées par un
mot de passe spécial.
IMPORTANT! Nous recommandons vivement que la procédure d’ouverture de session du mode
entretien demeure inconnue de tout personnel qui ne soit pas entièrement formé sur tous les
aspects des fonctions du détecteur.

Ouvrir une session

Procédure d’ouverture de session du Mode Entretien
1. Poussez le bouton ARRÊT
2. Poussez le bouton gauche et démarrez
ensuite à l’aide du bouton droit.

Durant la phase de préchauffage, les versions des logiciels ainsi que les numéros de série del’instrument (EXTRIMA) et de la Sonde manuelle PX57 seront affichés à l’écran. De même,l’heure et la température à l’intérieur seront affichées. Toutes les fonctions de ce menu, affichage
excepté, sont protégées par un mot de passe.
Le mot de passe peut être obtenu auprès de INFICON. Il suffira de transmettre votre demandepar e-mail accompagnée des informations suivantes :Sujet : Mot de passe Mode Entretien
Nom :Fonction :Nom de la Société :Nom de la Division (si applicable) :Numéro de série du Détecteur :e- mail :reach.sweden@inficon.com

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

41

FR

Options du menu

Une fois en Mode entretien, une option supplémentaire de menu, Paramètres d’entretien,
apparaîtra à l’écran.

FR

La sélection de Paramètres d’entretien affichera les options suivantes :Paramètres d’entretien

Echap

<

>

EntréeAfficher Mot de passe

Si vous avez ” égaré ” votre mot de passe, vous
pouvez le récupérer en sélectionnant cetteoption.

Réinitialisation du système

Paramètres d’entretien
Afficher mot de passe
Echap

<

>

EntréeLa sélection de cette option remettra à zéro
tous les paramètres de départ usine. Voir page
40 ci-dessus pour les valeurs par défaut audépart usine.
Paramètres d’entretien

Il vous sera demandé de confirmer ce
choix avant que le système ne soit réinitialisé.
Avant de confirmer la réinitialisation
du système, tenir présent le travail que
représente la réinscription de chaque paramètre en fonction de votre application.

42

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

Reinitialisation système
Echap

<

>

EntréeTemps min. de calibration
Ce paramètre règle le Temps de calibration sur
la plus basse valeur possible qui puisse êtresélectionné au menu Calibration. La valeur
par défaut est 8s.

Paramètres d’entretien
Temps min. de calibration

Echap

<

>

FR

EntréeLe temps de calibration minimum devraitêtre réglé de sorte à assurer que les deux
exigences suivantes soient satisfaites :1. L’hydrogène en provenance de la fuitede référence ou de la conduite de gazdoit atteindre le palpeur avant la fin dutemps de calibration.
2. Le palpeur doit avoir le temps
d’atteindre son signal maximum avant
la fin du temps de calibration.
Une valeur trop basse pour Temps min.
de calibration aura les effets suivants :• La calibration échouera si le temps decalibration est trop court.
• La calibration peut réussir bien qu’elle
soit incorrecte.
Une valeur trop élevée pour Temps min.
de calibration aura les effets suivants :• La calibration demandera plus de temps

que nécessaire.
• La consommation de gaz de calibration
sera plus élevée que nécessaire.
Il est, bien entendu, possible de régler le Temps
min. de calibration à 0 et ensuite de régler letemps correct de calibration à partir du menu
Calibration.
IMPORTANT! Une calibration correcte est
un paramètre essentiel pour le test de qualité. C’est pourquoi, nous recommandons que
toute l’attention nécessaire soit accordée
au réglage du Temps min. de calibration.
Ceci évitera que du personnel, ne possédant
pas les connaissances nécessaires dans ledomaine de la calibration, de régler sur untemps de calibration trop court et fausser
ainsi le test de qualité.

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

43

14. Spécifications techniques
Alimentation électriqueTension secteur CA

FR

100 — 240 V 50/60 Hz

Environnement
Température en fonctionnement- 20°C — + 50°C

Température au démarrage> 0°C

Humidité

95% HR, non condensable.

Température de stockage

0°C — +60°C

ChimiqueCarburant aviation et vapeurs des produits
pétroliers les plus courants

Classe IP

IP67, 30 min @1 m (IEC529)

Dimensions
Poids net

4 kg

Encombrement HxLxP

128 mm x 240 mm x 167 mm

Application
EuropeZones 0, 1 et 2 (mines et poussières exclues)

USA, Canada

Classe 1, Div. 1 Groupes A, B, C, D (hydrogène,
kérosène et autres gazes T3)

Sensibilité
Portée en Mode Analyse H2

0.5 ppm — 0.2% H2Sensibilité en Mode Détection fuite
avec Sonde manuelle PX57

1 x 10-7cc/s (lorsque vous utilisez un gaz detraçage à 5 % H2)

Répétabilité

Typiquement ± 10% à lecture de +0,3 ppm

Linéarité en Mode Analyse H2(au sein de 0,1––10 x point de calibration)

Typiquement ±15% (au sein de0,5 –– 100 ppm)

Capacité de la batterie
Temps de fonctionnement

7 h (3 h à - 20°C)

Temps de charge

7-8 h, de vide à entièrement chargée. Environ
1h de charge/heure d’exploitation

44

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

FR

Élimination du produit une fois mis hors service

Conformément à la législation EU, ce produit doit être récupéré pourla séparation des matériaux et ne peut pas être éliminé comme déchet
municipal non trié.
Vous pouvez, si vous le désirez, retourner ce produit INFICON au
fabricant pour récupération.
Le fabricant a le droit de refuser la reprise de produits mal emballés et représenteraient donc des risques de sécurité et/ou desanté pour son personnel.
Le fabricant ne vous remboursera pas les frais d’expédition.
Adresse d’expédition :INFICON AB
Wahlbecksgatan 25A
582 13 Linköping
Suède

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

45

15. Accessoires et pièces de rechange
Complete Gas Injection Kit For easy

Tracer Gas injection

FR

Pièce N° : 590-621

Pavés d’injection

Accessoires aisé d’emploi et à jeter aprèsusage
pour injection locale du gazde traçage.
Petits (60 mm) x 10
Pièce N° : 590-615
Grands (150 mm) x 10
Pièce N° : 590-616

Injection Fix Kit

Part No: 590-618

Capuchons antistatiques pourpalpeur X50

Pièce N° : 590-270

Bande protection imperméable

Pièce N° : 591-038

PX57–FLEX Sonde manuelle
Col flexible

Pièce N° : 590-607

PX57 Sonde manuelle
Col standard

46

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

Pièce N° : 590-606

Palpeur pour PX57

Pièce N° : 590-292

FR
Probe Tip Filter x 50

Part No: 591-234

CX21 Câble de sonde
3m
5m

Chargeur de batterie

Bandoulière

Pièce N° : 590-260
Pièce N° : 590-265

Pièce N° : 591-656

Pièce N° : 591-687

Soupapes fuites de référence
Soupapes de fuites, pour calibrationdu détecteur et contrôle de fonction.
Pour Numéro de pièce, voir fichetechnique séparée.

Entretien Standard EXTRIMA
Pièce N° : T.B.A.

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

47

FR

INFICON AB, Box 76, SE-581 02 Linköping, Sweden
Phone: +46 (0) 13 35 59 00 Fax: +46 (0) 13 35 59 01
www.inficon.com E-mail: reach.sweden@inficon.com

48

INFICON - Manuel de l’utilisateur Extrima

Déclaration UE de conformité
Fabricant
INFICON AB
P.O. Box 76
SE-581 02 Linköping
Suède

Tél. :+46 (0)13-355900
E-mail: reach.sweden@inficon.com

Objet de la déclarationExtrima Détecteur de fuites d’hydrogène (HWII) et sonde manuelle PX57
Les objets de la déclaration susmentionnés sont en conformité avec les Directives communautaires pertinentes,
soit :ATEX
Équipement destiné à une utilisation en atmosphères explosibles (2014/34/UE)
CEM
Compatibilité électromagnétique (2014/30/UE).
RoHS
Limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électroniques (2011/65/UE).
LVD
Sécurité électrique - Basse tension (2014/35/UE) *.
* Applicable uniquement au chargeur de batterie (marquage CE). Déclaration des fabricants disponible sur demande

Normes européennes harmonisées qui ont été appliquées
NormeÉdition

EN 60079-0

2018

EN 60079-11
EN 61000-6-1

2012
2

EN 61000-6-3

2

EN80079-34

2020

Commentaire

Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses - Partie 0 : Exigences
générales.
Atmosphères explosives - Partie 11 : Protection du matériel par sécurité intrinsèque « i ».
Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-1: Normes génériques - Normed'immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l’industrie légère.
Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-3: Normes génériques - Norme surl'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l’industrie légère.
Application des systèmes de qualité pour la fabrication d'équipements Ex.

Autres normes qui ont été appliquées
NormeÉditionCommentaire

EN 50581

2012

Documentation technique pour l'évaluation des produits électriques et électroniques par
rapport à la restriction des substances dangereuses.

Instituts de test / organismes notifiés
CEM
Assurance qualité ATEX

Certificat de produit ATEXBK CE Services AB
Datalinjen 5A
583 30 Linköping
Suède
Tél. : +46 (0)13 21 26 50

Service de Certification Sira
Rake Lane, Eccleston, Chester, CH4 9JN
Angleterre
Tél. : +44 (0) 1244 670900
Numéro d’organisme notifié 0518

Institut de recherche technique de Suède SP
Box 85750115 Borås, Suède
Tél. : +46 (0) 10 516 50 00
Numéro d’organisme notifié 0402

Numéros de référence de rapport et certificat
NºVersionSira 07ATEX2117X
8
TR_ADI070827EMC001
SP07ATEX4125
Pour INFICON AB, le 22 Mars, 2024_______________
Fredrik Enquist, Responsable du développement

INFICON AB, Box 76, SE-581 02 Linköping, Suède
Adresse physique : Wahlbecksgatan 25
Tél. : +46 (0) 13 35 59 00
www.inficon.com
E-mail : reach.sweden@inficon.com
Nº org. : 556209-9001, nº TVA : SE556209900101

Sujet
Certificat d’examen CE de type
Rapport de test CEM Extrima
Notification d’assurance de la qualité deproduction