Product Information

PIＸ線管
Ｄ－１２５
Ｄ－１２５Ｓ
Ｄ－１２５ＳＢ
診 断 用
Ｘ線管 D-125，D-125S，D-125SB は，1.2 の焦点をもった小形固定陽極Ｘ線管です。
D-125 は 125kV まで、D-125S，D-125SB は 100 kV まで使用できます。
これらのＸ線管は，歯科診断用およびポータブルＸ線発生装置用に適します。
D-125S は管容器に取付けを容易にするために、D-125 に絶縁円筒をかぶせたものです。
D-125SB は D-125S に鉛円筒をかぶせたものです。

一般定格
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 ...........................................................定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................... 中性点接地方式
公称最高管電圧：D-125 ............................................................................... 125 kV
D-125S，D-125SB ..................................................................... 100 kV
公称焦点値 ............................................................................... 1.2
入力（1.0s）（最大入力図参照）......................................................... 2700 W
公称撮影陽極入力 ...................................................................... 2900 W
撮影周期 ................................................................................ 1:60
（曝射時間:休止時間）
機械的定格：
外形寸法：
全 長 .......................................................................... 外形図参照
最大部直径 ...................................................................... 外形図参照
ターゲット：
角 度 ............................................................................... 16 °材 質 ........................................................................ タングステン
固有濾過 ................................................. アルミニウム当量 最小 0.8 mm / 50 kV
Ｘ線照射範囲 ..................................................... SID 750 mm にて 354 × 354 mm★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

D-125 / D-125S / D-125SB

質 量：
D-125 .............................................................................. 約 350 g
D-125S ............................................................................. 約 430 g
D-125SB ............................................................................ 約 780 g
冷却方式 ........................................................... 油浸（冷却温度 60 ℃以下）
使用位置 ..................................................... 任意（通常陽極は上方または水平）
保持方法：
D-125 ...................................... 陽極頭ネジ又は陽極側及び陰極側のガラスバルブ固定
D-125S .....................................................................絶縁円筒にて固定
D-125SB .......................................................... 絶縁円筒又は鉛円筒にて固定

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
最高使用管電圧：D-125 ............................................................................... 125 kV
D-125S，D-125SB ..................................................................... 100 kV
陽極（または陰極）アース間
D-125 .............................................................................. 62.5 kV
D-125S，D-125SB ...................................................................... 50 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 40 kV
最大使用管電流 ......................................................................... 40 mA
最大フィラメント電流 ................................................................... 3.1 A
フィラメント電圧（3.1A） ........................................................ 2.7 ～ 3.6 V
使用フィラメント加熱電源回路 .................................. DC または AC（正弦波）20kHz 以下
熱特性：
陽極熱容量 ........................................................................... 35 kJ
最大陽極冷却率 ....................................................................... 250 W
最大負荷時間 ............................................................................ 10 s

許容環境条件
使用環境条件：
使用環境 .......................................................................... 絶縁油中使用時絶縁油温度 ............................................................... 10 ～ 60 ℃
圧力 ......................................................................... 70 ～ 140 kPa
輸送及び保管条件：
周囲温度 ...................................................................... -40 ～ 70 ℃
相対湿度 ....................................................................... 10 ～ 90 ％（結露ないこと）
気圧 .......................................................................... 50 ～106 kPa- 2 -D-125 / D-125S / D-125SB

最大単発負荷定格
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：１．２60kV
4080kV
40kV

管 電 流 [mA]

30100kV
125kV

201000.10.20.30.5 0.7

1235710負 荷 時 間 [s]管電流特性・フィラメント特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：１．２（代表値）
405.060kV
100kV

30

管 電 流 [mA]

203.0Ef100
2.2

2.040kV2.32.42.52.6

2.7

2.8

フィラメント電流 [A]（最大フィラメント電流 3.1A）

- 3 -

2.9

3.0

3.1

1.0

フィラメント電圧 [V]4.0125kV

D-125 / D-125S / D-125SB

陽極加熱・冷却曲線

陽極に残留（または蓄積）する熱量 [kJ]

35315W225W

30175W
25201510冷却
5加熱
00246

冷却（または負荷）時間 [min]- 4 -810

D-125 / D-125S / D-125SB

Ｄ－１２５外形図
単位：ｍｍ

φ１５．７７３±２８Ｍ６ 深 ８１３８±５°
１６主放射線方向
φ４５ＭＡＸ

１４ＭＡＸ

焦点

ＦＣ２５０．
φ２

主放射線方向

ＮＣ１Ｆ

ショートピン
Ｆ：フィラメント
Ｃ１，Ｃ２：陰極
Ｎ：使用不可- 5 -D-125 / D-125S / D-125SB

Ｄ－１２５Ｓ

外形図
単位：ｍｍ

φ１５．７

Ｍ６ 深 ８

１４６±２°
１６φ２５７３±２

絶縁円筒

主放射線方向

６ＭＡＸ

焦点

φ５４５０．
２
φＣ２Ｆ
主放射線方向Ｎ
Ｃ１Ｆ
ショートピン
Ｆ：フィラメント
Ｃ１，Ｃ２：陰極Ｎ：使用不可- 6 -D-125 / D-125S / D-125SB

Ｄ－１２５ＳＢ

外形図
単位：ｍｍ

φ５８φ５４Ｍ６深８

φ１５．７

１４３

１４６±３φ２５４０°
１６φ３０７３±１

絶縁円筒

主放射線方向

６５焦点

６ＭＡＸ

鉛円筒

３０．
φ２Ｃ２Ｆ
主放射線方向ＮＣ１Ｆ- 7 -ショートピン

Ｆ：フィラメント
Ｃ１，Ｃ２：陰極
Ｎ：使用不可営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/eng/company/quality.htm を参照ください。
PJ-D-125/S/SB 2018-11