Product Information

PIロータノード®
ＸＲＲ－３３３２Ｘ

ロータノード ＸＲＲ－３３３２Ｘ は、１．２と０．６の多重焦点をもち、最高使用管電圧は１５０ｋＶの回転陽極Ｘ線管装置です。
このロータノードは、陽極焦点面のクラック防止処理を施したタングステン・モリブデン張合せターゲットを採用しております。

一般定格
電撃に対する保護の形式：程度による分類（IEC60601-1:2005+A1:2012） ...............................クラス Ⅰ ME EQUIPMENT
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 ...........................................................定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................... 中性点接地方式
公称最高管電圧 ........................................................................ 150 kV
公称焦点値：
大焦点 ................................................................................. 1.2
小焦点 ................................................................................. 0.6
公称陽極入力（照射時間 0.1s）：（最大単発負荷定格参照）
60 Hz
50 Hz
大焦点 ....................................................................... 46 kW
42 kW
小焦点 ....................................................................... 20 kW
18 kW
公称撮影陽極入力：
60 Hz
50 Hz
大焦点 ....................................................................... 43 kW
40 kW
小焦点 ..................................................................... 19.5 kW 17.5 kW★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

XRR-3332X

駆動特性：
ステータ：ＸＳ－ＡＬ
駆動周波数
電力
電圧 3)
電流
起 動 時 間 1)5)
分相コンデンサ容量

起動時
50/60910
1307.80.844

[Hz]
[W]
[V]
[A]
[s]
[μF]

定常時
50/60
83402.344

注 1) 高速回転から停止までの時間です。
2) コモン電流3) 表中の各電圧値は、1.1 倍を超えて印加しないこと。
4) 起動、制動時間は、表中各値の 1.1 倍を超えて印加しないこと。
陽極回転数：
60Hz 電源 ................................................................... 3200 min-1 以上
50Hz 電源 ................................................................... 2700 min-1 以上
ステータ抵抗：共通－主コイル ...................................................................... 9.4 Ω共通－補助コイル ................................................................... 28.3 Ω
絶縁抵抗（低電圧側） .............................................................. 2 MΩ 以上
正常使用における管容器温度範囲.................................................... 16 ～ 75 ℃
動作モード .............................................................................. 間欠
機械的定格：
外形寸法：
全 長 .............................................................................. 385 mm
最大部直径 .......................................................................... 140 mm
ターゲット：
角 度 ............................................................................... 14 °直 径 ............................................................................... 74 mm
材 質 .................................................................レニウムタングステンろ過：
固有ろ過 .................................................... アルミニウム当量 1.0 mm / 75 kV
Ｘ線遮蔽：
IEC60601-1-3:2008 を満足する。
漏洩線量測定条件 ............................................................ 150 kV, 3.4 mA
Ｘ線照射範囲 ..................................................... SID 710 mm にて 354 × 354 mm
質 量：
側板含まない ..................................................................... 約 12.5 kg
側板含む ......................................................................... 約 13.1 kg
高電圧端子 ..................................................................CLAYMOUNT MINI-75
冷却方式 ............................................................................ 自然空冷
使用位置 .............................................................................. 任 意
管容器型式 ........................................................................... XH-1023- 2 -XRR-3332X

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
公称最高管電圧 ........................................................................ 150 kV
陽極（または陰極）アース間 ............................................................. 75 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 40 kV
最大使用管電流：大焦点 .............................................................................. 600 mA
小焦点 ............................................................................ ．300 mA
最大フィラメント電流：
大焦点 ............................................................................... 5.5 A
小焦点 ............................................................................... 5.2 A
フィラメント電圧：
大焦点（5.5 A） ............................................................. 12.7 ～ 17.1 V
小焦点（5.2 A） .............................................................. 7.0 ～ 9.4 V
使用フィラメント加熱電源回路 .................................................. AC 25 kHz 以下
連続陽極入力 .................................................................142 W (200 HU/s)
熱特性：
陽極熱容量 .................................................................210 kJ (300 kHU)
陽極冷却率 ................................................................870 W (1226 HU/s)
管装置熱容量 ..............................................................750 kJ (1056 kHU)
公称連続入力:送風機無 ...............................................................150 W (13 kHU/min)

許容環境条件
使用環境条件：
使用時環境温度 ................................................................. 10 ～ 40 ℃
使用時湿度 ..................................................................... 30 ～ 85 ％（結露ないこと）
気 圧 ....................................................................... 70 ～ 106 kPa
輸送及び保管条件：
輸送及び保管温度 .............................................................. -20 ～ 70 ℃
輸送及び保管湿度 ............................................................... 20 ～ 90 ％（結露ないこと）
気 圧 ....................................................................... 50 ～ 106 kPa- 3 -XRR-3332X

最大単発負荷定格
動作条件： 定電圧形Ｘ線高電圧装置
ステータ電源周波数 ６０Ｈｚ
公称焦点値：１．２60080kV

公称焦点値：０．６70kV60kV50kV 40kV

60kV 50kV

80kV

90kV
500 100kV

250100kV

400 125kV

200 110kV

150kV
300

200

10040kV

90kV

110kV

管 電 流 [mA]

管 電 流 [mA]

70kV

300125kV
150 150kV

100

5000.01 0.02
0.05 0.1
0.03
0.07

0.2 0.3 0.5 0.7 1

2300.01 0.02
0.05 0.1
0.03
0.07

5 7 10

負 荷 時 間 [s]0.2 0.3 0.5 0.7 1235 7 10235 7 10負 荷 時 間 [s]動作条件： 定電圧形Ｘ線高電圧装置
ステータ電源周波数 ６０Ｈｚ
公称焦点値：１．２

公称焦点値：０．６70kV 60kV 50kV 40kV

60030080kV

40090kV

25090kV

110kV

200 100kV
110kV

125kV
300 150kV

20015050kV
40kV

80kV

100kV

管 電 流 [mA]

管 電 流 [mA]

50060kV
70kV

125kV
150kV

1005010000.01 0.02
0.05 0.1
0.03
0.07

0.2 0.3 0.5 0.7 1

235 7 1000.01 0.02
0.05 0.1
0.03
0.07

0.2 0.3 0.5 0.7 1

負 荷 時 間 [s]負 荷 時 間 [s]- 4 -XRR-3332X

管電流・フィラメント特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：１．２（代表値）
6001880kV
100kV

500

1614150kV

300

12Ef

200

10

フィラメント電圧 [V]

管 電 流 [mA]

125kV
40060kV
100840kV

063.94.1

4.3

4.5

4.7

4.95.1

5.3

5.5

フィラメント電流 [A]

公称焦点値：０．６（代表値）
300

980kV
8100kV125kV

2007150kV

1506Ef

100

560kV
40kV

50

403
3.6

3.8

4.0

4.2

4.44.6

フィラメント電流 [A]

- 5 -

4.8

5.0

5.2

フィラメント電圧 [V]

管 電 流 [mA]250

XRR-3332X

熱特性図
Ｘ線管装置加熱・冷却曲線
750150W

700

Ｘ線管に残留する熱量 [kJ]

冷却600
500
400
300
200100加熱0020406080100120140160180200910冷 却 時 間 [min]陽極に残留する（または蓄積）する熱量 [kJ]

陽極加熱・冷却曲線
210200180

冷却16014012010080142W

60

加熱40200012345678

冷却（または負荷）時間 [min]注：加熱曲線は撮影時のX線管への平均最大入力の例を示します。

- 6 -XRR-3332X

外形図

45°385

4-M5 8 DEEP

41.2792140O

4-M6 8 DEEP

13019363単位：ｍｍCS

LC76192

11611.1

CLAYMOUNT MINI-75

低電圧端子板結線図

140876 51234E53981

NC NC NC

NCA62C1 M

ET
温度リレー（常時閉）FOCAL SPOT
焦点注）端子１と端子５または端子６を直列に接続しないでください。

焦点中心A

記号説明
陰極端子
Ｃ: 共通
Ｌ: 大焦点Ｓ: 小焦点B-1.5mm≦A≦1.5mm-1.5mm≦B≦1.5mm

低電圧端子
Ｃ１: 共通Ｍ : ステータ主コイル
Ａ : ステータ補助コイル
ＥＴ: 接地端子
ＮＣ: 接続線なし: 主放射線方向
陽極，陰極端子: CLAYMOUNT
IEC60526形 MINI-75- 7 -営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
PJ-XRR-3332X 2023-08