取扱説明書

全天日射計
ISO9060: 2018 Class A
Sub-category “Fast response” and ”Spectrally flat”

1.

もくじ
1. もくじ
2. お使いいただく前に

1
2

2-1. 連 絡 先

2

2 - 2 . 保 証 と 責 任 につい て2

2 - 3 . 取 扱 説 明 書 に つい て2

2 - 4 . 環 境 情 報 に つい て3

2 - 5 . IS O/ I E C1 7 0 2 5 :2 0 0 5 に つい て4

2 - 6 . CE 宣 言 書

5

3. 安全にお使いいただくために
3-1. 警 告 ・注 意

4. 製品概要

6
6

8

4 - 1 . 全 天 日 射 計 に つい て8

4 - 2 . M S- 8 0 S H

8

4 - 3 . フ ィー ルド ア プリ ケ ーシ ョ ン

104-4. 適 用 規 格

104-5. 梱 包 内 容

115. 製品取扱方法

125 - 1 . 各 部 の はた らき

125-2. 設 置

14

5 - 3 . ケー ブ ルの 配 線

175-4. 接 続

185-5. 日 射 測 定

24

6. メンテナンス & トラブルシューティング27

6 - 1 . メンテ ナン ス

27

6 - 2 . 校 正 及 びト レー サ ビリテ ィ につい て29

6 - 3 . ト ラ ブルシ ュ ーテ ィン グ

30

7. 仕様

31

7-1. 製 品 仕 様

317-2. 日 射 計 寸 法

34

7 - 3 . 出 力 ケ ー ブル

35

7 - 4 . オ プシ ョン 品

36

Appendix37

A-1. 用 語 の定 義

37

A-2. 全 天 日 射 計 の特 性

38

A - 3 . ソフ ト ウェア (Hi bi )39

A - 4 . 通 信 仕 様 ( Mo d bu s R TU )52

A - 5 . 通 信 仕 様 ( SD I- 1 2 )64

A - 6 . 再 校 正 に つい て66

A-7. 温 度 特 性 試 験 報 告 書

67

A - 8 . セ ッテ ィン グレ ポー ト

69

A - 9 . サ ージ 保 護 に 関 し て70

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 1

2.

お使いいただく前に
この度は英弘精機製品をご利用いただきましてありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、本書は必ず保管して必要なときにお読みください。不明な点やご質問などがありましたら、下記までご連絡ください。

2-1. 連 絡 先英弘精機株式会社

www.eko.co.jp

本社

info@eko.co.jp
Tel: (03) 3469-6714

カスタマーサポートセンター〒151-0072

Fax: (03) 3469-6719

東京都渋谷区幡ヶ谷 1-21-8

Tel: (03) 3469-5908
Fax: (03) 3469-5897

関西営業所〒532-0012

Tel: (06) 6307-3830

大阪市淀川区木川東 3-1-31

Fax: (06) 6307-3860

2 - 2 . 保 証 と 責 任 につ いて本製品の無償保証期間および保証規定につきましては、本製品に添付されている「保証書」を参照、または直接、英弘精機までお問い合わせください。本保証は国内においてのみ有効です。

英弘精機は出荷前にひとつひとつ製品が製品仕様を満足するように厳重に調整・試験・検査しております。
しかしながら、もし保証期間内に動作不良や故障等が確認された場合は、無償修理または交換の対応をさせて頂きます。
但し、以下の場合は保証の対象とはなりませんのでご注意ください。
・英弘精機のサービスマン以外による修理もしくは改造を行った場合。
・取扱説明書に記載されている取扱方法に反する事に起因する故障または動作不良。
・水準器の不具合。
・機能・性能に影響を及ぼさない範囲での日射計本体とフード及びケーブルの変色。

2 - 3 . 取 扱 説 明 書 につ いて© 2022 英弘精機株式会社
この取扱説明書を、英弘精機の許可なしで無断複写または転載することを禁じます。
発行日： 2024/8/9
バージョン番号： 4

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 2

2 - 4 . 環 境 情 報 につ いて
1. WEEE(電気電子廃棄物)指令(Waste Electrical and Electronic Equipment)
本製品は、WEEE指令2002/96/ECの対象にはなっておりませんが、一般家庭のゴミとしての廃棄は避けてください。適
切に処理、回収、及びリサイクルするには、専門の集積場所もしくは施設へお問い合わせください。
本製品を適切に廃棄する事により、貴重な資源の節約や、人間や環境に及ぼす悪影響を防ぐ事につながります。

2. RoHS指令
英弘精機では、RoHS指令2011/65/EU+(EU)2015/863で規定される有害物質の最大量に準拠していることを保証する
為、取扱製品においては、総合的評価を行っています。よって全ての製品は、2011/65/EU+(EU)2015/863に規定される有害物質量未満の原材料を使用しています。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 3

2 - 5 . I S O/ I E C 1 7 0 2 5 :2 0 0 5 に ついて
英弘精機は、校正と試験に関する ISO/IEC17025 の要求事項に適合した全天日射計および直達日射計の校正を実施できる試験所として Perry Johnson Laboratory Accreditation, inc. (PJLA)により認定されました。

英弘精機は、自社内で校正サービスを提供できる特徴ある日射計メーカーです。英弘精機は、国際標準 ISO 9847(屋内 校 正 ) 並 び に ISO9059( 屋 外 校 正 ) に 準 拠 し た 最 高 品 質 の 校 正 を 提 供 し ま す ( 認 定 証 書 : L13-94-R2 /www.pjlabs.com)。

ISO/IEC17025 は、試験所認定のための管理や技術に関する国際的に認められた基本的事項を規定しています。
英弘精機のこの校正サービスを受けることにより、お客様には以下のメリットが生じます。
・

校正の方法と精度の特定

・国際標準を通じた世界放射基準(World Radiation Reference-WRR)へのトレーサビリティ
ISO9846 直達日射計を用いた全天日射計の校正
ISO9847 全天日射計標準器との比較による全天日射計の校正
ISO9059 直達日射計標準器との比較による直達日射計の校正

・一貫性のある運用による再現性と信頼性のある校正結果

ISO/IEC17025 に基づき校正された日射計をご利用頂く事で、信頼性の高いデータを得ることができます。英弘精機の認定試験所は定期的に更新審査を受け、高度な技術水準を維持しています。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 4

2-6. CE 宣 言 書

DECLARATION OF CONFORMITY
We:

EKO INSTRUMENTS CO., LTD
1-21-8 Hatagaya Shibuya-ku, Tokyo
151-0072 JAPAN

Declare under our sole responsibility that the product:
Product Name:
Model No.:

Pyranometer
MS-80SH，

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized
standards of other normative documents:
Harmonized standards:
EN 61326-1:2013 Class A (Emission)
EN 61326-1:2013(Immunity)

Following the provisions of the directive:
EMC-directive: 2014/30/EU
Date:

April 11, 2022

Position of Authorized Signatory:

Manager of Quality Assurance Div.

Name of Authorized Signatory:

Minoru Kita

Signature of Authorized Signatory:

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 5

3.

安全にお使いいただくために当社製品は、安全を十分に考慮して設計・製造されておりますが、お客様の使用状況により思わぬ重大な事故を招く可能性があります。本書をよくお読みになり、使用方法を必ず守りながら正しくお使いください。

警告･注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、感電などのけがによる重傷または死亡

高電圧注意

高電圧が加わる部分です。この表示を無視して誤った取り扱いをすると感電などのけする可能性があることを示しています。

がによる重傷または死亡する可能性があることを示しています。

3-1. 警 告 ・注 意
1. 設置について➢

本製品を取付ける設置台や支柱は十分な荷重に耐えうるものであるか確認してから、付属のボルトおよびナットで固定してください。設置場所の強度が十分でないと、強風や地震、積雪などによる転落・転倒にともない、故障や思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。

➢

本製品およびケーブルは、水没しない場所に設置してください。

➢

ケーブルの取り付けは、コネクタを真っ直ぐに奥まで差し込み、ネジを最後までしっかり締めてください。緩んでいると水が入り、故障の原因となります。

➢

本製品を計測器に接続して計測する際は、出力ケーブルのシールド線を必ず接地アースに接続してください。計測データにノイズが乗る恐れがあります。また、シールド線が接地アースに接続されていない場合、日射計内部のサージ保護回路は正しく動作しません。

➢

本製品は必ず付属の水平調整ネジを用いてご使用ください。水平調整ネジを外し日射計底面が取付台等に直接触れるよう設置しますと、ドームヒーティング効果を十分に得られません。

➢

本製品は EMC 指令の要求に対する適合性について確認を行っておりますが、強力な電磁波を発生する場所(下記)の近傍で使用される場合、製品本来の持つ仕様・性能を十分に満たす事が出来ない可能性があります。設置場所については十分ご注意ください。
屋外: 高圧送電線、受配電設備など
屋内: 大型冷却装置、大型回転装置、電子レンジなど➢

アンモニア、亜硫酸ガスなどの腐食性ガスが発生する場所で使用しないでください。故障の原因となる恐れがあります。

➢

塩害が発生する地域に設置しないでください。塗装の剥離または腐食により故障する恐れがあります。
塩害の発生する可能性がある地域に設置する場合、次の対策を施してください。
1.コネクタに自己融着テープを巻いてください。
2.固定ネジをアルミ製のボルトネジに変更してください。
3.ケーブルを合成樹脂製の配管や溶融亜鉛メッキなどの耐塩塗装を施した金属管に通線してください。
4.定期的に清掃してください。

➢

本製品を真空環境下等で使用しないでください。

➢

適切な接地を行うため、本製品付属のケーブルをご使用ください。
英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 6

➢

鳥、小動物によりケーブルや本体に損傷が生じる恐れがある場合、保護してください。対策の一例を以下に示します。
1.反射テープの貼付
2.忌避剤の塗布
3.ケーブルダクトの使用
4.バードスパイク等の設置➢

RS485/ USB 変換器ケーブルと専用ソフトで設定を変更できます。

2. 取り扱い➢

ガラスドームの部分に衝撃を与えないように注意してください。衝撃による本製品の破損および破損破片の飛散による事故、怪我の原因となる可能性があります。

➢

本体にフードを付けた状態で持ち運ぶ際、フード部分だけでなく、本体の底部も手で支えて持つようにして下さい（フードから本体が外れて落ちる可能性があります）

3. 電源について➢

電源ケーブルのアース線は必ず接地させてください。接地が不備の場合、ノイズによる測定誤差を生じる
原因となる他、感電や漏電事故の原因となる可能性があります。

➢

規定の供給電源の電圧や種類(AC または DC)に間違いが無いか確認してから、本製品に接続してください。間違えた場合、本製品の故障や事故を引き起こす恐れがあります。

➢

電源線に 0.5A のヒューズを直列に接続して使用してください。接続しない場合、内部に故障が生じた際に供給電源によって大電流が流れ、発熱、発火の危険があります。

4. RS485（Modbus RTU）の接続について➢

本製品は、Modbus RTU を介した RS485 通信をサポートしています。

➢

PC と一対一で弊社製品を接続してソフトウェア上で各種設定を行う場合、弊社オプション品の EKO コンバ
ータケーブルを使用することを推奨しております。

➢

市販の USB-RS485 変換ケーブルを使用する場合は、安定した通信を行うため USB-RS485 変換ケーブルのタイプに応じて、追加の終端抵抗(120Ω)、およびプルアップ／プルダウン抵抗(680Ω)を接続する必要が
あります。

➢

既存の RS485 通信システム（Modbus RTU）に弊社製品を接続する場合は、RS485 規格に則り、必要に応じて終端抵抗(120Ω)、プルアップ/プルダウン抵抗(680Ω)を接続してご使用ください。製品との通信が出来ない、あるいは製品との通信が不安定になる場合があります。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 7

4.

製品概要
英弘精機の次世代センサは、伝統的な熱式センサの常識を超えたニューコンセプトのセンサによる ISO9060 クラス A の全天日射計です。最新技術を用いたサーモパイルと石英材による光拡散技術を使用した革新的なデザインにより、ゼロオフセ
ットの低減、高速応答性を実現しました。
そのため、過酷な外部気象環境に影響されることなく、高品質な日射データを取得できます。

4 - 1 . 全 天 日 射 計 につ いて
国際工業規格である ISO9060 が 2018 年、第 2 版への改訂となり、これに伴い全天日射計は、等級が高い順に、”クラス A”, ”クラス B”, ”クラス C”に分類される事となり、応答時間および分光選択性の基準を満たす日射計に対しては、それぞれ”高速応答性”, ”分光平坦性”が等級のサブカテゴリとして付随されます。
MS-80 シリーズ日射計は、”高速応答性”, ”分光平坦性”のサブカテゴリを満たすクラス A 等級の全天日射計となります。

MS-80 シリーズ日射計は優れた耐久性を持っています。気密性に優れ、乾燥剤が内蔵されていることからメンテナン
スを軽減することが可能です。全天日射計は屋外に設置されるため、センサ受感部である黒色の光吸収物質や、ガラ
スドームなどの光学部品及びセンサ構造は常に太陽放射、温度変化や気圧変化にさらされています。特に紫外放射
は、材料の物理特性を変化させてしまいますが、MS-80 シリーズ日射計のセンサ部は光学部品の下に配置されており、紫外放射や湿度、気圧の変化からの影響を受けにくくなっています。

MS-80シリーズ日射計は個々の製品の方位特性及び温度特性が測定された結果を検査報告書として製品に付属しております。製品校正においては、ISO9847(屋内校正方法)に定義されている国際標準規格に則った校正サービスを提供しており、ISO/IEC17025 / 9847で校正されたセンサを購入いただいた際は、ほぼ一定の校正不確かさを持っております。認証されている校正施設は定期的に審査を受け、校正基準の維持と技術的かつ管理面での専門性の基準を維持しています。
又、デジタルインターフェースを有するMS-80S及びMS-80SHにはセッティングレポートも付属し、出荷時の設定およびテストされたすべてのパラメータが記載されています（現在の設定範囲、デジタル出力通信設定）。

MS-80シリーズ日射計では、オプション品（ベンチレーションユニットMV-01、ケーブル延長）が用意されています。

4 - 2 . M S- 8 0 S H
MS-80SHはドームヒーティング機能を備えた全天日射計で、PVモジュールの発電効率評価から気候研究や材料の耐久性試験のリファレンスに用いる等、多くのアプリケーションに利用できます。

スマートセンサ技術とオンボードでの診断機能を搭載したMS-80SHでは2つの異なるデジタル出力タイプを選択することができます。この新しい信号変換器は内部温度および湿度センサ、ならびに傾斜センサを有しています。これら内蔵センサにより、ユーザーはMS-80SHの内部状態を監視することができ、定期的な検査を必要とせず最適な性能を確保することができます。
英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 8

接続方法として、Modbus RTU接続またはSDI-12接続を選択した場合、1つのネットワークに複数のセンサを接続することができます。信号変換器の設定は、弊社オプション品のEKOコンバータケーブルと専用ソフトウェアHibiを使用して変更できます。定期的な検査を必要とせず最適な性能を確保することができます。

MS-80SHは別売のMV-01(ファン+ヒータユニット)との組合せも可能です。
継続的な通風によりガラスドームへの結露や着霜の軽減だけでなく、埃、雪の堆積を更に強力に軽減することができます。
尚、MS-80SHとMV-01を組み合わせて使用する場合は、MS-80SHのドームヒーティング機能はOFFにしてください。

MS-80SHの特長
ISO9060: 2018でのカテゴリ “高速応答性、分光平坦性を備えたクラスAの全天日射計”
結露・着霜の軽減

ドームヒーティング機能によりドームへの結露・着霜を軽減します

ドームヒーティング機能は適宜ON/OFF切替えが可能で、ON時は日射計ガラスドームの温度が外気温より1℃～3℃程度高くなります。
IEC61724-1:2021 Photovoltaic system performance – Part 1:Monitoring では、クラス A システムで年間 GHI 時間の 2%以上に露又は霜の影響が予想される場合、日射センサへの露又は霜影響を緩和することが求められています。
MS-80SH はガラスドームへの結露・着霜を軽減させるドームヒーティング機能を有しますので、この要求を満たす最適の日射計となります。

長期安定性

従来よりも気密性が高く、感度劣化の少ないセンサ構造に基づき、長期安定性が向上しました。

高速応答性

最新のサーモパイル技術は、< 0.5sec.@95%, <1sec.@ 99%の高速応答性を実現しています。高速応答センサは、大気放射の速い変動にも追従するので有益です。

優れた温度特性および非直線性

MS-80SHは従来製品よりも広い温度範囲で優れた温度特性となっており、また日射に対しリニアな出力を得られます。

低ゼロオフセット

外部気象環境の変化からの影響を受けにくいセンサと光学部品を組み合わせることで、変化し続ける大気状態においても適度な熱バランスを保つことが可能となり、従来の二重ドームを持つ全天日射計と比べて、気象環
境変化によるゼロオフセットが低減しました。

デジタル信号出力

Modbus RTU と SDI-12 二つのデジタル信号出力機能から選択可能

遠隔診断用の内蔵センサ
広い電源電圧入力範囲
低消費電力

MS-80SH の内部状態を監視する温度センサ、湿度センサ、傾斜センサを内蔵

DC5V 又は DC8V～DC30V （ドームヒーティング機能使用時は DC8V 以上）

ドームヒーティング機能使用時でも消費電力は 1.4Ｗ以下保証期間と再校正

MS-80SH の保証期間は 5 年間、推奨する再校正期間は 5 年毎となります。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 9

4 - 3 . フィ ール ド ア プ リケ ーシ ョ ン
複数のスマートインターフェースを備えた MS-80SH は科学研究、産業用途、太陽光発電システムの性能モニタリング用に設計されています。デジタル出力の MS-80SH は、大規模な PV サイト監視用の SCADA システムとの親和性を高めました。MS-80SH を使用すると、ユーザーは標準の PC と“Hibi ソフト“を使用して接続できます。英弘精機が開発した新しいカスタムビルドプログラムは、内部診断、カスタム設定、および MS-80SH からの日射、湿度、内部温度、および傾斜角に関するデータをリアルタイムで取得できるようにします。このデータは、MS-80SH がデータロガーのシリア
ル通信ポートを介して接続されている場合にも取得できます。日射計はそれぞれ独自の通信アドレスを持っています。
このようにして、複数の日射計をネットワークに接続できます。

MS-80SH は、新しい内部診断システムを追加することにより、ユーザーは内部温度、内部湿度、傾斜角度をリモートで監視することができ、定期的な検査を必要とせずに、最適なパフォーマンスを確保するのに役立ちます。5 年間の再校正間隔と相まって、MS-80SH の内部診断機能は、複雑なネットワーク、アクセスが困難な場所、アクセスが制限された監視ステーションに最適なソリューションです。

4-4. 適 用 規 格
MS-80 シリーズ日射計は、次の基準に従って国際標準を参照するあらゆるアプリケーション内での使用が認定されています。

・ISO9060: 2018 Fast response and spectrally flat pyranometer class A (Pyranometer classification)・IEC 61724-1:：2021 Class A (PV monitoring system requirement)

・

ASTM 2848-11 (Test Method for Reporting Photovoltaic Non-Concentrator System Performance)

・

WMO-No,8 seventh edition 2008 High quality pyranometer (Meteorological system requirement)

・ISO/TR 9901:1990 (Solar energy field pyranometers recommended practice for use)

・

ASTM G183 – 05 (Standard Practice for Field Use of Pyranometers)

MS-80 シリーズ日射計は、キャリブレーションの国際規格に準拠し、WRR にトレーサブルです。

・ISO 9847 Calibration of field pyranometers by comparison to a reference pyranometer・ISO 9846 Calibraton of a pyranometer using a pyrheliometer

・

ISO/IEC 17025:2017 scope of accreditation

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 104-5. 梱 包 内 容
はじめに、梱包内容をご確認ください。万が一、梱包品に不足、または破損しているものなどがあった場合は、直ちに当社までご連絡ください。当社の製品は万全を期して生産しており、検査を実施していますが、性能に影響しない微細な傷や汚れ、個体による色合いの違いは保証の範囲外とさせていただきます。

表 4-1. 梱包内容品目MS-80SH

全天日射計本体

○

(1)

○(1)

出力ケーブルフード○

取扱説明書(本書)

セッティングレポート

同梱されていません(英弘精機ウェブサイトから、ダウンロードしてください)
(2)

○(2)

温度特性試験報告書○

方位特性試験報告書

○

校正証明書

○

保証書

○

クイックスタートガイド

○

固定ボルト

(M5)×2 本 (ボルト長: 75mm)

ワッシャー(M5)×4 個

ナット(M5)×2 個(1)MS-80SH の出力ケーブルの標準長は 10m となります。10m 以上のケーブルが必要の際は購入時にお問合せく
ださい。
(2)セッティングレポートの詳細については、付録 A-8 を参照してください。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 11

5.

製品取扱方法5-1. 各 部 のはたらき
各部の名称と主な働きを説明します。

MS-80SH

表 5-1. 各部名称
(MS-80SH)
各部名称
A.

拡散板

B.

ガラスドーム

C.

受光部

D.

ボディ

E.

フード

F.

水平調整ネジG. ケーブル / コネクタ
H.

水準器

I.

ローレットネジ*MS-80SH はボディ内部に信号変換器が内蔵されています

図 5-1. 各部名称(MS-80SH)

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 12

1. ガラスドーム、拡散板
ガラスドームは、センサを外部からの汚れや雨滴から保護する役目を持っています。ガラスドームは、主に太陽放射の波長域を透過し、赤外放射を遮断します。また、ガラスドームと拡散板の組合せによって、半球面全体から入射する光に生じる角度特性を向上させています。

2. センサ製品の心臓部となるセンサ(サーモパイルセンサ)は、日射に比例した電圧を発生します。
日射計における主要な特性(応答時間、温度特性、非直線性、感度定数など)はセンサによって決定づけられます。
MS-80SH のセンサは、特殊な構造により経年変化が少なくなっています。

3. フード / ボディ
MS-80SH は、日射によるボディ温度の上昇を防ぐため、フードを備えています。ボディには耐候性のある金属を使用しており、夜間放射や輻射熱の低減、そして雨や塵埃に対し耐久性があります。

4. 水準器
本製品は、受感部が水平であることを確認するための水準器を備えています。

*使用環境により水準器の気泡抜け、液抜け、基準丸印の色褪せ、割れ等が生じる場合があります。

5. 乾燥剤
ボディ内に封入された乾燥剤は、製品内部を乾燥した状態に保ち、内部に含まれる水分がガラスドームの内側に結露することを防ぎます。乾燥剤は英弘精機での再校正の際に交換致します。

6. ケーブル / コネクタ
MS-80SH には標準長 10m のケーブルが付属しています(*)。
ケーブル及びコネクタは耐久性のある素材を使用しており、ケーブルの先端は、データロガーの端子部に簡単に取り付けられるよう、棒端子が取り付けられています。

*標準長 10m よりも長いケーブル、および丸形端子、Y 形端子が必要な場合は、英弘精機までお問い合わせください(オプション品については、7.仕様 7-4. オプション品の項を参照ください)。
塩害の危険がある区域で日射計を使用する場合は、自己融着テープでコネクタを保護する必要があります。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 13

5-2. 設 置
製品を設置する場合、精度の高い測定を行うために設置場所や設置方法について注意を要する点があります。
併せてクイックスタートガイドを参考にしてください。

設置場所は、視野角 180°で全周にわたり日射を遮る物体(建物、木、山、その他)のないことが最適ですが、そのような理想的な場所はなかなか見つかりません。現実には太陽の高度角が 5°以上で遮る物体のない場所に設置されることが望まれます。
設置場所は日常の保守(ガラスドームのクリーニング)が容易である場所、鉄塔やポールなどで影の影響を受けない場
所、日射を反射しやすい明るい色の壁や看板などが近くにない場所であるかどうかを確認してから設置してください。
強い衝撃は故障や感度定数の変化の原因となります。設置する際は、製品をぶつけたり落としたりしないでください。

1. 水平面・傾斜面への設置方法
1)

製品の設置台に日射計を固定する穴が空いているか確認してください。 固定穴幅[mm]は下記を参考にしてください。

表 5-2 全天日射計の固定穴幅及び固定ボルトサイズ
MS-80SH

2)

固定穴幅

65 mm

固定ボルト

M5 x 75 mm

フードを外してください。
ローレットネジを緩めてから、水準器方向にスライドさせて上に持ち上げれば外れます。
フードを固定した状態で持ち運ぶ際、フード部分だけでなく、製品の底部を手で支えて持つようにして下さい。
フードから製品が外れて落ちる可能性があります。

3)

日射計のセットアップには 2 つの方法があります（水平または傾斜）。

[水平面に設置する場合]
信号ケーブルコネクタを最も近い地球の極に向けて、日射計をセットアップします。北半球では、コネクタは北向
きで、南半球では、南向きです。水準器の円の中心に気泡がくるように、2 つの水平調整ネジで水平を調節してください。気泡が中央リングにある場合、装置は水平になります。水準器の感度は(0.1º/mm)です。水平位置がずれていると入射角誤差や方位間での誤差を生じる原因となります。定期的に水準器を確認し、必要に応じて日射計の位置を調整してください。

[傾斜面に設置する場合]
日射計を水平な台上で水平を調整した後、傾斜面に取付けてください。
設置台に取付ける際、水平調整ネジと固定ネジは外さないでください、外した状態で設置した場合、設置台からの熱による出力値オフセットが生じる、設置台に熱が逃げて露霜軽減効果が落ちるなど不具合発生の要因となる可能性があります。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 14

MS-80SH の場合、Modbus RTU を介して内蔵の傾斜センサから取得した傾斜情報を取得することが可能です。
センサの位置は、2 つの異なる平面（X、Y）で測定できます。

<チルト (X 軸)>(-180º to 0) と (0 to 180º)<ロール (Y 軸)>(-180º to 0) と (0 to 180º)

-X

X

-Y

Y

図 5.2A チルト(X 軸) (-180º to 0) と (0 to 180º)
ロール(Y 軸) (-180º to 0) と (0 to 180º)

チルト角とロール角は、校正されたセンサの X 軸と Y 軸、および表面取り付け面 X’と Y’を基準にしています。
センサが同じ平面 X = X’および Y = Y’に配置されている場合、測定された傾斜角およびロール角（X および Y）
は、設置面 X’および Y’に対応します。

日射計コネクタはセットアップの重要な基準であり、X 軸基準面に対応しています。

水平面でのセットアップ： 信号ケーブルコネクタを最も近い地球の極に向けて、日射計をセットアッ
プします。北半球では、コネクタは北向きで、南半球では、コネクタは南向きです。ケーブルが最も近い極に向いていない場合、角度の測定には影響しません。角度測定は、対応するセンサ位置のチ
ルト角とロール角を反映します。
傾斜面でのセットアップについて： 日射計を設置プラットフォーム（X‘、Y’）に合わせた信号ケーブ
ルでセットアップします。図 5-2B を参照してください。センサが位置合わせされていない場合、チルト（X）とロール（Y）の測定は角度 X‘と Y’を反映しません。図 5-2C を参照してください。
-X
X’

X’

-Y

+Y

Y

Y

+X
図 5-2B 傾斜面に対応する設置

4)

図 5-2C 傾斜面に非対応な設置

付属の 2 本の固定ボルトで全天日射計を設置台に固定してください。
その後、フードを元通りに取付けてください。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 15

2. ドームヒーティング機能の設定
1)

ドームヒーティング機能の初期の設定値は ON になっています。
結露・着霜の軽減効果を高めるには常に ON 状態で使用してください。
ON からドーム温度が安定するまで約 3 時間かかります。
省電力で使う場合は OFF に設定してください。

以下の方法でドームヒーティング機能の ON/OFF 切替え可能です。
【Hibi】
専用ソフトウェア Hibi の「Settings」⇒「HEATING」 画面のラジオボタンで ON/OFF 切替え可能です。

【Modbus】
RS485 通信を用い、制御機器から MS-80SH 内部レジスタを直接書き換えることで ON/OFF 切替え可能です。
レジスタ番号：151 ⇒ 設定値：OFF = 0，ON = 1【SDI-12】
SDI-12 通信を用い、制御機器から MS-80SH へ下記コマンドを送信することで ON/OFF 切替え可能です。
送信コマンド： OFF = “aXHT0!”，ON = “aXHT1!”

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 16

5 - 3 . ケー ブ ルの 配 線
長期間ご使用いただくために全天日射計のケーブルは、直射日光や風雨に直接曝されない場所(溝内やパイプ内など)に敷設してください。出力ケーブルの振動はノイズ発生の原因となりますので、屋外の露出した場所へ出力ケーブ
ルを通線する場合は、風によるバタつきで出力ケーブルが振動しない様に固定具を用いて固定してください。余分な長さのケーブルは出来る限り切断して使用することをお勧めします。
また、出力ケーブルの引き廻しによってはノイズが生じる可能性がございますので、AC 電源、高圧線および携帯電話
基地局等の電磁誘導ノイズ源から離して配線を行ってください。

1. シールド線の接続＜MS-80SH＞
日射計の筐体は、ケーブルのシールド線に接続されていますので、測定器側でシールド線を必ずアースに接続してください。シールド線がアースに接続されていない場合、日射計内部のサージ保護回路は正し
く動作しません。
また、日射計の筐体側ではアースに接続しないでください。2 点アースとなり、ノイズが生じる原因になります。

MS-80SH

ケーブルのシールド線

測定器（またはデータロガー）

FG
ケーブルのシールド線は必ず測定器側 FG に接続してください

測定器側アース

図 5-3. MS-80SH のケーブルシールド線接続方法

2. 配線手順
MS-80SH の出力ケーブルコネクタを本体コネクタ部に挿し込んでから廻して接続してください。
コネクタは真っ直ぐに奥まで差し込み、ネジを最後までしっかり締めてください。一旦締めたあとに、再度ネジが締まっていることを確認してください。
1） コネクタが緩んでいると水が入り、故障の原因となります。
2） ケーブルが風でバタつくことが無いようしっかり固定してください。
3） 必ず電源アース端子をアースに接続してください。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 17

5-4. 接 続MS-80SH は、二つのデジタル信号出力（Modbus RTU、SDI-12）を備えた高度な測定機能を提供するデジタルスマートプロ
セッシングインターフェースに基づいています。）。

表 5-3. MS-80SH の出力パラメータ
MS-80SH
出力パラメータ

Modbus RTU / SDI-12

日射強度

○

温度

○

傾斜角度

○

相対湿度

○

日射計内部湿度異常アラート○

ドームヒーティング異常アラート

○

センサ情報

○

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 18

1. デジタル出力（Modbus RTU / SDI-12）
MS-80SH は、Modbus RTU と SDI-12 の 2 つのデジタル出力モードで動作します。
製品シリアル番号‘S23038500’以前の MS-80SH は、Modbus RTU 出力がデフォルトに設定され、SDI-12 出力
は Hibi ソフトウェアから選択できます。
製品シリアル番号‘S23038501’以降の MS-80SH にはデフォルトの設定がなく、ご希望のデジタル出力モード結線とするだけで自動的に通信を開始します。デジタル出力モードを変更する場合は MS-80SH の電源を OFF して結線を変更して下さい。

A. MS-80SＨと PC の Modbus RTU 接続➢ PC との接続用にオプションの EKO コンバータケーブルを提供できます。RS485/USB 変換ケー
ブルは、Hibi ソフトウェアによるセットアップ、センサ診断、データロギングに必要です。
地域によっては、オプションのコンバータケーブルが異なる場合があります。
➢

ノイズやサージから機器を保護するため、ケーブルのシールド線は 1 点でアースに接続する必
要があります。接続しなかった場合、電子機器が損傷する恐れがあります。

➢

ケーブルのシールド線は日射計本体内部のサージ保護回路と筐体に接続されています。
2 点アースを防ぐため、日射計筐体と設置架台は電気的に絶縁する必要があります。

➢

火災につながる恐れがあるので、必ずヒューズを接続してください。

ネジ留め式端子またはオープンワイヤのコンバータの場合は、センサケーブルの対応する色の 5 本の線を、
RS485/USB コンバータと電源に接続します（図 5-4）。一部の変換ケーブルは、USB ポートから 5V の供給電圧を提供します。日射計内部の設定変更を行う場合、ドームヒーティング機能“OFF”で使用する場合には追加の電源は必要ありません。それ以外の場合は、別途 DC8V 以上の電源を使用してください。過電流保護の為、DC
電源(+)と MS-80SH の接続線間にヒューズ(0.5A)を直列に接続してください。

ヒューズ

茶

※
白
青

+
GND
＋

電源供給
DC8～30V

RS485/USB
変換器

-

PC

黒
シールド（緑/黄）※ 安定な通信を行うため、電源のマイナスと RS485/USB 変換器の GND を接続してください。

図 5-4. MS-80SH の Modbus RTU 接続方法(PC)RS485/USB 変換ケーブルの種類と設計の違いによっては、一部の市販の RS485/USB 変換ケーブルが正しく動作しない場合があります。 伝送ラインが高インピーダンス状態のときに電圧レベルを一定に保つには、プルアップ抵抗とプルダウン抵抗が必要です。また、伝送ラインの終端からの反射を防ぐために終端抵抗が必要です。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 19

B. MS-80SH とデータ収集装置の Modbus RTU 接続
センサケーブルの対応する色の 5 本の線をデータロガーマスターと電源ユニットの RS485 通信ポートに接続します（図 5-5）。電源端子を DC 電源[8〜30V]に接続します。過電流保護の為、DC 電源(+)と MS-80SH の接続線間にヒューズ(0.5A)を直列に接続してください。

+
ヒューズ

茶

白
青
黒

+
-

電源供給
DC8～30V

データ収集装置

シールドﾞ（緑/黄）

図 5-5. MS-80SH の Modbus RTU 接続方法(データ収集装置)
MS-80SH は、Modbus RTU 通信ネットワーク内で複数台接続できます。1 つのマスターに対して最大 31 個のス
レーブセンサを接続して、固有のアドレスを割り当てることができます。複数台接続されるネットワークの場合、ス
レーブセンサは、図 5-6 に示すように、推奨される RS485 規格に従って構成する必要があります。

マスターはデータロギングデバイスを表し、スレーブは同じネットワーク内の MS-80SH またはその他のシリアルデバイスなどのデバイスを表します。スレーブの通信線をマスターの Modbus RTU 通信入力に接続します。通信
ラインの終端に 120Ω の終端抵抗を接続します。マスターデバイスには、終端抵抗とプルアップおよびプルダウ
ン抵抗が内蔵されている場合があります。通信上の問題が発生した場合は、個別に適用してください。

Modbus アドレスは製品シリアル番号の末尾 2 桁となっております。なお、末尾が”00”となっている場合は”100”となります。

図 5-6. MS-80SH の接続方法➢ 終端抵抗（通常 120〜150Ω）を適用します。通常、長いラインで反射が発生し、レシーバーがロジックレベルを誤って読み取ります。 適切な終端処理により反射が防止され、データの整合性が向上します。
➢ プルアップ抵抗とプルダウン抵抗（通常は 680〜850Ω）を適用します。伝送ラインが高インピーダ
ンス状態のときに電圧レベルを一定に保つために必要です。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 20➢ 接続距離や接続数によっては通信エラーが発生する場合があります。 その場合は、RS485 ブー
スターまたはリピーターをご用意の上ご利用ください。

➢ スレーブが一台の場合でも、RS485 変換器側でプルアップ／プルダウン抵抗、終端抵抗が入っていないものに関しては付けて使用することを推奨いたします。

➢ 日射計の内部にはサージ保護基板が組み込まれておりますが、ケーブル長が 10m を超える場
合は適切な SPD 等を増設し、計測システムを雷サージから必ず保護してください(A-10 参照)。

➢ Modbus RTU と SDI-12 を同時に使用すると通信トラブルが起きる場合があります。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 21

C. MS-80SH とデータ収集装置の SDI-12 接続
C-1. 製品シリアル番号‘S23038500’以前の MS-80SH
センサケーブルの対応する色の 3 本の線（茶・白・青）を DC 電源(12V)とデータ収集装置に接続します（図 5-7a）。
過電流保護の為、DC 電源(+)と MS-80SH の接続線間にヒューズ(0.5A)を直列に接続してください。

➢ 電源と SDI-12（-）ラインを相互接続します。
➢ SDI-12 と Modbus RTU を同時に使用すると通信トラブルが起きる場合があります。

➢ 日射計の内部にはサージ保護基板が組み込まれておりますが、ケーブル長が 10m を超える場
合は適切な SPD 等を増設し、計測システムを雷サージから必ず保護してください(A-10 参照)。

茶

ヒューズ

+

電源供給
DC12V

-

白
青

+
-

データ収集装置

シールド（緑/黄）

図 5-7a. MS-80SH の SDI-12 の接続方法 （S23038500 以前の MS-80SH）

C-2. 製品シリアル番号‘S23038501’以降の MS-80SH
センサケーブルの対応する色の 3 本の線（茶・白・灰）を DC 電源(12V)とデータ収集装置に接続します（図 5-7b）。
過電流保護の為、DC 電源(+)と MS-80SH の接続線間にヒューズ(0.5A)を直列に接続してください。

➢ 電源と SDI-12（-）ラインを相互接続します。
➢ SDI-12 と Modbus RTU を同時に使用すると通信トラブルが起きる場合があります。

➢ 日射計の内部にはサージ保護基板が組み込まれておりますが、ケーブル長が 10m を超える場
合は適切な SPD 等を増設し、計測システムを雷サージから必ず保護してください(A-10 参照)。

茶

ヒューズ

+

電源供給
DC12V

-

白
灰

+
-

データ収集装置

シールド（緑/黄）

図 5-7b. MS-80SH の SDI-12 の接続方法 （S23038501 以降の MS-80SH）

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 22

MS-80SH は、マルチセンサ SDI-12 通信ネットワーク内で構成できます。1 つのマスターあたり最大 20 台の S シ
リーズセンサを接続し、一意のアドレスを割り当てることができます(*)。複数センサネットワークの場合、センサは、図 5-8 に示すように、推奨される SDI-12 構成標準に従って構成する必要があります。接続するスレーブとマスター間のケーブル長が 60m 未満であることを確認してください。ノイズが発生する場合がありますので、シールド線は必ずアースに接続してください。また、シールド線がアースに接続されていない場合、日射計内部のサージ保護回路は正しく動作しません。
(*) 他 SDI-12 通信機器を接続時、上限数が変わる場合があります。
DC-12V+SDI-12 Data
マスター

Ground

センサ

センサ

センサ

No.1

No.2

No. 3

図 5-8. SDI-12 での通信接続
表 5-4. ケーブル配列（MS-80SH）
SDI-12No.

ケーブル線色Modbus RTU

DC5V

(*)

又は

製品シリアル番号

製品シリアル番号

S23038500 以前

S23038501 以降

DC12V

DC12V

GND

GND

1.

茶色

2.

白色

3.

青色

RS485 ＋

SDI-12 Data

---

4.

黒色

RS485 －

---

---

5.

灰色

---

---

SDI-12 Data

シールド

緑/黄

FG

FG

FG

DC8～30V(+)
GND/RS485GND(*)

DC5V 電源で動作させる場合、ドームヒーティング機能は使用できません

図 5-9. MS-80SH のコネクタピン番号

各番号は、表 5-4 の番号に対応しています。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 23

5-5. 日 射 測 定
1. データ収集装置と設定
全天日射計の出力信号はデータ収集装置によって収録されます。
デジタル通信出力機能を有する MS-80SH では、Modbus RTU または SDI-12 通信に対応するデータ収集装置を使用します。
長期間にわたってデータを記録する場合には十分なメモリ容量があり、収録データのバックアップが可能な機器の使用をお勧めします。

データ収集機器の主な設定項目は以下となります。測定の目的に合わせ適切な値を設定してください。

（1）データサンプリング間隔
日射計測のサンプリング間隔設定は、日射計の応答時間よりも短くすることが推奨されています。
当社では全天日射計測の応答時間を『出力電圧が 95%に達するまでの時間』と定義しており、MS80SH の応答時間は 1 秒となります。
しかしながら長期間にわたる日射計測の場合、サンプリング間隔を短く設定し過ぎますと収録データが膨大となってしまいます。
平均化や積分時間の設定と合わせて、測定の目的に合った値とすることが重要となります。

（2）平均化
サンプリング間隔が短いと収録データ量が膨大となりますので、データ収集装置の平均化機能を利用してデータ量を抑えることも有効です。

（3）フィルタ機能（積分時間設定）
フィルタ機能を使用し、商用電源周波数 50Hz（20msec），60Hz（16.67msec）のノイズを抑えることも有効です。

日射測定の推奨事項は、[1]「気象機器と観測方法のガイド」、WMO リファレンスドキュメント No. 8 で説明されています。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 24

2. 日射計のデフォルト設定
MS-80SH は、異なる産業用信号出力（Modbus RTU、SDI-12）を備えた高度な測定機能を提供するデジタルスマート
プロセッシングインターフェースに基づいています。

MS-80SH の初期値設定と重要なパラメータに関する情報の表示箇所：

表 5-5. MS-80SH 設定値の記載箇所
記載箇所

MS-80SH

感度定数

・

校正証明書

・

Modbus レジスタ・

SDI-12 レジスタ・

セッティングレポート（Appendix A-8

MS-80SH セッティングレポートを参照）
Modbus RTU (初期値)

・（初期値 ON）

o

アドレス （シリアル番号の下 2 桁、100 のときは”00“）oボーレート 19200

oパリティ 偶数・

セッティングレポート

・SDI-12 レジスタ

SDI-12

ドームヒーティング機能(*)

Modbus レジスタoアドレス 0o

ボーレート 1200

oパリティ 偶数・

セッティングレポート

・Modbus レジスタ(*)

製品出荷時、ドームヒーティング機能の設定は ON となっています。機能の ON/OFF 切替えは専用ソフトウェア Hibi

画面上からの操作又は、Modbus RTU，SDI-12 それぞれのレジスタを書き換えることで行えます。操作手順詳細は
A-3 ソフトウェア 5)各種設定項目 3.「DOME HEATING」設定項目
A-4 通信仕様 (MS-80SH Modbus RTU) A4-10. No.101 以降のレジスタを参照ください。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 25

3．日射の変換方法
1)MS-80SH (Modbus RTU 出力、SDI-12 出力)の場合内蔵された信号変換器によって換算された日射強度を出力として得られる為、測定レンジの設定、および日射強度への換算は不要となります。

4．測定値の積算について
長期間連続した測定を行う場合は全天日射計をデータロガーに接続して使用するのが一般的です。その場合、測定データのサンプリング間隔と平均/積分期間を、データ容量を考慮のうえ適切に設定することが重要です。
当社では応答時間を『出力電圧が 95%に達するまでの時間』と定義づけています。サンプリング間隔は応答時間よりも短くすることが推奨されます。
目的に合わせてデータを平均/積分することで記録データ量を削減することができます。
サンプリング間隔が短ければそれに合わせて平均/積分期間も短く設定可能となります(例：MS-80 の場合、サンプリング間隔<1 秒、平均期間 1 分など)。平均値だけでなく積分、最小、最大、標準偏差等の統計値を記録することも有益です。通常、データの記録容量が許す範囲で平均/積分期間をなるべく短く設定します。

参考文献： 「WMO Nr8 : Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation」

積算日射量の計算式：
1 日分の日射量(＝日積算日射量、DTI: The Daily Total Solar Irradiance)は、日射量[W/㎡]を積分することにより求められます。日積算日射量 DTI を求める為には、平均日射量 I [W/㎡]に平均した間隔 t 秒を乗じ、1 日の平均データ数分 n を加算する事によって求められます。物理単位は[J/m2]となり、J = W・s から計算できます。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 26

6. メンテナンス & トラブルシューティング
6 - 1 . メ ン テ ナン ス
高品質なデータを維持する為には、ガラスドームを含む日射計の状態が適切にメンテナンスされていることが必要です。
交通量の多い道路や空港に隣接した場所に設置した場合、測定精度に影響が出る可能性もあります。
設置場所に応じた適切なメンテナンスを心がけてください。

表 6-1. メンテナンス項目
点検事項

頻度

メンテナンス内容

怠った場合の問題点

ガラスドーム清掃については、1 週間
ガラスドーム清掃

1 週間にに数回、水分をよく絞った柔らかい布

ガラスドームの汚れにより太陽放射がセンサ

数回でガラスドームの汚れを拭き取り、きに十分に伝わらず、測定誤差が生じます。

れいな状態を保ってください。
外観確認

毎週

ガラスドームおよびボディに、割れや内部への雨滴や露などが浸入し、日射計の傷が生じていないか確認して下さい。

損傷に繋がります。

日射計の水準器を確認し、必要に応
水準器確認

毎週

じて水平調整してください。
(水平面設置の場合)

ケーブル確認

設置台確認

フード確認

水平状態からの傾きに応じた入射角誤差が生じます。

ケーブルが風でバタつかない様、架台センサからの出力が出ない、またはノイズが等に固定されているか、断線していな乗る原因となります。

いか、またコネクタに緩みがないか確

電源ケーブルが損傷した場合は、感電する

認してください。

恐れがあります。

ボルトが緩んでいないか、設置台に損ボルトの緩みから生じる製品の落下や設置

傷やがたつきが生じていないか確認

台の倒壊に伴い、製品が損傷する恐れがあしてください。

ります。

毎週、悪

フードが外れていないか、ローレットね

フードが落下する事で製品の破損、温度上

天候前後

じに緩みが無いか確認してください。

昇による誤差が拡大する恐れがあります。

毎週

毎週

測定精度の維持の為、再校正を定期
再校正

5 年毎

的に実施してください。

センサの経年変化により、誤差が生じる恐れ

詳細については英弘精機まで、お問があります。

合せ下さい。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 27

表 6-2.確認項目
点検事項

データの妥当性頻度

毎週

メンテナンス内容効果

日中の日射データを確認し、前日また出力に大きな器差がある場合、操作や設置は隣接する日射計と比較して くださなどに問題がある可能性があります。

い。
ノイズの有無異常温度の検出

毎週

毎週

夜間の全天日射計出力値を確認してセンサの出力安定性を確認することができま

ください。

す。

Modbus RTU または SDI-12 通信によ

急激に温度が変化する場合はオフセットがり、センサ温度レジスタを確認してくだ生じる可能性があります。

さい。

乾燥剤の確認

毎週

Modbus RTU または SDI-12 通信によ

日射計内部の状態は、時間とともにわずかり、相対湿度レジスタ又は湿度アラーに変化する可能性があります。日射計内部

トレジスタを確認してください。

の相対湿度が高くなると、ガラスドーム内部が曇る可能性があります。

傾斜角度の確認

ドームヒーティング
電流

毎週

毎週

Modbus RTU または SDI-12 通信によ設置後から傾度がずれている場合角度特性

り、傾斜角度レジスタを確認してくださによる出力値のズレが生じる可能性があり

い。

ます。

Modbus RTU または SDI-12 通信によドームヒーティング機能 ON 時、ドームヒーテ

り、ドームヒーティング電流アラートレ

ィング電流が正常に通電していないと、結ジスタを確認してください。

露・着霜の付着軽減効果を十分に得られません。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 28

6 - 2 . 校 正 及 び ト レー サビ リ ティ につ いて
太陽放射測定の精度を維持する為、5 年毎に再校正を実施することを推奨します。
下記に製品の校正方法と、校正不確かさについて記載しております。
再校正の詳細については、英弘精機カスタマーセンターへ連絡をお願い致します。

1. 校正方法
MS-80SH は、一定温度に管理された室内において 1000W/㎡ AAA クラスのソーラシミュレータ、および専用の校正設
備を用いて校正されています。

屋内校正手順校正の手順としては、①標準器と製品をソーラシミュレータから同じ距離になる様、水平状態にて光の中心に交互に配置、②標準器と製品を交互に日射 1000W/㎡で連続照射し、それぞれの出力(mV)を規定時間分、測定します。③標準器の出力(mV)と感度定数(μV/W/㎡)から、光照射時の日射強度(W/㎡)を算出し、④同様に測定した製品の出力(mV)を、標準器の日射強度(W/㎡)で除した値が感度定数(μV/W/㎡)として算出されます。

屋内校正の測定不確かさ
一定の室温、安定した光照度を持つソーラシミュレータを使用している為、校正不確かさが小さくなり、
屋内校正方法による校正の再現性は 99%以上です。
拡張校正不確かさの値については全天日射計の型式に依存しており、結果は校正証明書に記載されています。

作業環境(周辺温度など)やソーラシミュレータの出力は比較的安定している為、日射計校正の不確かさは、日射計標
準器の不確かさ、及び製品と社内標準器の測定間における入射光の最大変動を考慮して求められています。

屋外校正の測定不確かさ
感度定数の不確かさを最小限にする為、測定条件として最低全天日射量や最低太陽高度などの制限が適用されます。感度定数の不確かさは統計的に 1.96σ の標準偏差が確認されており、それは社内標準器と 95%の合致を意味しています。

2. トレーサビリティ
製 品 の 校正 に用 いる 英 弘精機 の 標 準器 は 、 PMOD (Davos, Switzerland) で 管理 す る WRR (World Radiometric
Reference)にトレーサブルです。そして、校正用の計測機器は、JEMIC (Japan Electric Meters Inspection Corporation)にトレーサブルです。

英弘精機の全天日射計標準器は、英弘精機が所有する絶対放射計に対し、ISO9048 に記載の遮蔽方式(『A New
Method for Calibrating Reference and Field Pyranometers (1995)』 Bruce W Forgan) にて 2 年毎に比較校正されています。
英弘精機が所有する絶対放射計は 5 年毎に開催される IPC(国際直達日射計比較観測)において、WRR と比較測定を実施しております。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 296 - 3 . トラ ブル シ ュー ティン グ
修理やお問い合わせのご連絡を頂く前に、下記の項目をご確認ください。下記項目に当てはまらないトラブルや、技術的質問などは、当社までご連絡頂けますようお願い致します。

表 6-3. トラブルシューティング一覧症 状

対 処 方 法

センサが正しく接続されていること、電源の種類や電圧値が適切であることを確認してく出力が出ないださい。また、通信設定(ポート、ボーレート、コンバータ ID)が適切か確認してください。

出力が以前より低い

ガラスドーム部に汚れや雨滴や埃が付着している可能性があります。柔らかい布等で清掃をしてから、再度出力を確認してください。
センサの経過変化により出力が低下している可能性があります。定期的な再校正を実施してください。
日射計製品はセンサ部の温接点、冷接点間の温度差に比例して出力します。それ故に夜間に出力が出る

夜間に僅かな温度差(例えば、筐体とセンサ間に生じた温度差)が生じる事によって、出力が出る事がありますが、これは熱起電力型の素子固有の現象であり、機器の故障ではありません。
シールドの接続に緩みが無いか確認してください。
出力ケーブルが風でバタ付いていないか確認し、必要に応じて固定または金属管に通ノイズが生じる

線して下さい。
製品またはケーブルの周囲に電磁波を生じる物が無いか確認してください。

ドームヒーティング電流アラ

日射計の電源供給電圧が DC8V 以下となっていないかを確認してください。

ートが出る（ドームヒーティング機能を使用するためには DC8V 以上の電源供給が必要です）

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 307. 仕様7-1. 製 品 仕 様
1. 特性
MS-80SH の特性値(代表値)と ISO9060 規格に該当する値の比較を表 7-1 に、その他の仕様を表 7-2 に示します。

表 7-1. 製品の代表値と ISO9060 規格の比較表
MS-80SH
ISO9060: 2018

クラス A

ISO9060: 1990

セカンダリスタンダード

分光平坦性

○

高速応答性

○

＜10 sec＜0.5 sec---＜1 secゼロオフセット a±7 W/㎡±1 W/㎡

ゼロオフセット b±2 W/㎡±1 W/㎡

ゼロオフセット全量 c±10 W/㎡±2 W/㎡

長期安定性±0.8 %/1yr±0.5 %/5yrs

非直線性±0.5 %±0.2 %

方位特性±10 W/㎡±10 W/㎡

分光誤差±0.5 %±0.2 %

分光選択性

±3 %

±3 %

±1 %

±0.5 % (1)---±0.5 % (1)

---

±2 %

傾斜特性

±0.5 %±0.2 %

信号変換誤差±2 W/㎡±1 W/㎡

特 性 項 目

応答時間
(出力 95%)応答時間(出力 99%)温度特性(-10～40℃)
温度特性(-20～50℃)
温度特性(-40～70℃)(1)

ドームヒーティング機能 ON 時と OFF 時の温度特性差は±0.1%以内です。

ISO9060: 1990 から特性項目の内容が一部、変更となっています。取扱説明書に記載の内容も併せてご参照下さい。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 31

表 7-2. その他の仕様一覧
特 性 項 目

MS-80SH

視野角

2π (sr)

測定波長範囲285 to 3000nm

使用温度範囲(1)-40 to +80℃ （精度保証温度範囲 : -20 to +50℃）

最大動作日射強度(2)4000W/㎡

デジタル信号出力-200W/m2 to +2000W/m2

水準器精度

0.1 °

傾斜センサ精度＜±1°

湿度センサ精度

公称:±2%RH

受光部温度センサ

Pt100 Class A (3)筐体内温度センサ精度±0.5℃(最大公差)

保護等級 (IP コード)

IP67 (IEC60529, JIS C0920)

質量0.41kg

表面処理

アルマイト加工(陽極酸化処理)

感度定数約 10μV/W/㎡
AWG22
0.3mm2 x 5 芯

出力ケーブル(外径)(φ5.3～5.7mm)
出力ケーブル端子

棒端子(0.3-9.5)
1) Modbus RTU (デフォルト)

出力信号2) SDI-12
分解能< 0.01 (W/㎡)

アラート信号

日射計内部湿度の異常時、ドームヒーティング電流の異常時に警告
・Modbus RTU ： DC5V±5％（USB BusPower）(4) ドームヒーティング機能非使用時
DC8V－DC30V±10%(5) ドームヒーティング機能使用時

電源供給
・SDI-12： DC12V±10% ドームヒーティング機能使用/非使用とも
ドームヒーティング機能使用時： ＜1.4W

消費電力
ドームヒーティング機能非使用時： ＜0.2W
MTBF

10 年

(1) 精度保証温度範囲を超えた雰囲気温度で使用する場合、誤差が大きくなる恐れがあります。
(2) 最大日射強度よりも強い日射を照射すると日射計が損傷する恐れがあります。
(3) 温度センサは内部の Modbus 変換器に接続されています。
(4) センサをパソコンに接続することで、センサの設定を変更できます(オプションの RS485 to USB コンバータケーブ
ルを使用し、EKO ホームページから無料設定ソフトをダウンロード)。
(5) DC8V 電源供給から動作しますが、ドームヒーティング機能を含む日射計全体の動作を長期間安定してご使用頂
くためには、DC12V 以上の電源供給を推奨します。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 32

表 7-3. 各動作時の消費電力（ドームヒーティング機能非使用時）

待機時

Modbus RTU

5V DC

12V DC

24V DC

75mW

90mW

110mW

(approx. 15mA)(approx. 7.5mA)(approx. 4.5mA)

170mW

180mW

190mW

(approx. 34mA)(approx. 15mA)(approx. 8mA)

備考－
Modbus RTU 通信アクセス
タイミングのピーク値

表 7-4 各動作時の消費電力（ドームヒーティング機能使用時）

待機時

Modbus RTU

12V DC

24V DC

1.1W

1.1W(approx. 90mA)(approx. 43mA)

1.1W

1.1W

(approx. 95mA)(approx. 46mA)

備考－
Modbus RTU 通信アクセス
タイミングのピーク値

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 33

7-2. 日 射 計 寸 法
1. MS-80SH
表 7-5. 寸法一覧表
MS-80SH
A. 固定穴幅65 mm

B. ボディ高73 mm

C. 固定ネジ高

16 mm

D. 全幅(フード含む)

Φ96 mm

E. 全体の高さ101mm

図 7-1. 外形図 (MS-80SH)

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 34

7-3. 出 力 ケーブル
1. MS-80SH
結線方法については「5-2. 設置、2．接続方法」を参照下さい。

No. 線色(Line color)1. 茶色(Brown)
2. 白色(White)
3. 青色(Blue)4. 黒色(Black)
5. 灰色(Gray)
シールド(Shield)

図 7-2. 出力ケーブル

2. EKO コンバータケーブル（オプション）

USB Type-A

図 7-3. EKO コンバータケーブル

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 35

7 - 4 . オ プシ ョン 品
表 7-6. オプション品一覧
オプション品

詳細

出力ケーブル(1)(2)

ケーブル長: 10m、20m、30m、50m 先端処理: Y形端子、丸形端子

ベンチレーションユニット

モデル名 : MV-01

EKOコンバータケーブル

MS-80SHの信号をRS485からUSBに変換し、PCに接続します。
ケーブル長5m(1)MS-80SH の標準ケーブル長は 10m です。
(2)オプションケーブルご使用の際の電源供給電圧は DC24V 以上を推奨します。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 36

Appendix
A- 1 . 用 語 の 定 義
表 A1-1. 用語一覧表

全天日射

直達日射

散乱日射

全天日射計

直達日射計

世界気象機関(WMO)

全天日射は地表面が受け取るすべての太陽光を指し、直達日射の水平面成分と散乱日射の和が全天日射となります。

太陽光球面から直接地上に到達する太陽放射を直達日射といいます。

大気成分により散乱・反射して天空の全方向から届く太陽放射を（天空）散乱日射といいます。

300～3000nm の波長範囲への感度を持ち、天空から入射する全天日射量を測定する
日射計です。

300～3000nm の波長範囲に感度を持ち、太陽の光球を中心に含む、決められた方向に垂直な面に入射する直達日射量を測定する日射計です。

気象業務の国際的な標準化と調整を行っている国際連合の専門機関です。
WMO: World Meteorological Organization の略
SI 単位での 0.3%以下の不確かさを持つ絶対放射計基準器群にて維持されている世界

世界放射基準(WRR)の放射基準です。
この基準器群は 1980 年 1 月 1 日に発効され、世界気象機関(WMO)により維持・管理されています。
WRR: World Radiation Reference の略
ISO（国際工業規格）のうち、全天日射計、直達全天日射計の等級を分類する為の規定を定めたものであり、1990 年に初版が発行され、次いで 2018 年に第 2 版が改訂されました。

ISO9060:2018

全天日射計は各特性の性能に基づき A, B, C の 3 クラスに分類され、且つサブカテゴリ
として「分光感度平坦性」および「高速応答性」の仕様を定めています。
直達日射計は各特性の性能に基づき AA, A, B, C の 4 クラスに分類され、且つサブカテゴリとして「分光感度平坦性」および「高速応答性」の仕様を定めています。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 37

A- 2 . 全 天 日 射 計 の 特 性
表 A2-1. 日射計特性一覧表(「国際工業規格 ISO9060」より)
応答時間

全天日射計の出力が 95%に至るまでの時間 [sec]ゼロオフセット a

放射収支量-200W/㎡時 におけるオフセット出力 [W/㎡]

ゼロオフセット b

雰囲気温度が 1 時間で 5℃変化した際に生じるオフセット出力 [W/㎡]

ゼロオフセット c

長期安定性

非直線性

(ISO9060:2018 追加)ゼロオフセット a)、b)、およびその他のオフセットを含めた合計値[W/㎡]

センサの経年変化に伴う感度変化量 [%/年]500W/㎡光照射量下での出力を基準とし、100W/㎡から 1000W/㎡まで日射を変えた場
合の理論値に対する出力誤差 [%]日射 1000W/㎡の光を、あらゆる方位、角度から入射した場合に生じる余弦則に対する

方位特性

出力誤差 [W/㎡](ISO9060:2018 追加 ) 天頂角 90 °あるいはそれ以上の天頂角を含める。
(ISO9060:2018 追加 ) IEC60904-3: 2016 Photovoltaic devices ”Measurement
principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral

分光誤差

irradiance data” にて定義される標準分光日射 AM1.5 に対し、晴天日の複数大気条件下における AM1.5 および AM5 での分光日射に対する日射計の最大のスペクトルミスマッチ誤差 [%]

分光選択性

温度特性

傾斜角特性

分光平坦性

高速応答性

(ISO9060:2018 削除) 0.35μm から 1.5μm の波長範囲の対応する分光透過率と分光吸収率の積の平均に対するパーセント偏差 [%](ISO9060:2018 変更)1000 W ㎡の日射において、雰囲気温度を-10～+40℃まで変化させた際の 20 ℃時の出力に対する出力誤差[%](ISO9060:2018 変更) 1000W/ ㎡の日射に全天日射計を正対させた状態で 0°(水平状態)から 180°まで設置傾斜角を変更した際に生じる出力誤差 [%](ISO9060:2018 追加) 分光選択性が 3%未満の場合、サブカテゴリとして“分光平坦性”が該当するクラスに付随されます。
(ISO9060:2018 追加) 95%に至るまでの時間が 0.5 秒未満の場合、サブカテゴリとして“高速応答性”が該当するクラスに付随されます。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 38

A- 3 . ソ フ トウ ェ ア ( Hi bi)
EKO ホームページからダウンロードできる MS-80SH 用ソフトウェアで、データロギングと設定変更が可能です。本ソフ
トウェアを使用するためにはオプション品の「RS485/USB 変換ケーブル」が必要です。

1. ソフトウェアのインストール
以下の手順に従って、コンフィギュレータソフトウェア「Hibi」をインストールします。
1)

EKO ホームページの MS-80SH 製品ページから最新バージョンの「hibi.zip」ファイル[圧縮ファイル: Zip 形式]
をダウンロードします。

2)「hibi.zip」ファイルを解凍し、「setup.exe」ファイルがある事を確認します。

3)「setup.exe」ファイルを実行し、コンフィギュレータソフトウェア「Hibi」をインストールします。

2. ハードウェアの準備
ソフトウェアがインストールされたら、設定に必要なデバイスを接続します。
1)

ソフトウェアをインストールした後、「RS485/ USB 変換ケーブル」の USB コネクタを PC に接続します。

2)

MS-80SH の通信端子を「RS485/ USB 変換ケーブル」の通信端子に接続します。

3)

電源端子を電源（DC5V 又は 8～30V）に接続し、電源を ON します。

＋

-

PC

RS485/USB 変換ケーブル

(端子台)

+

-

MS-80SH ケーブル: 青色 (+) RS485/USB Converter ケーブル端子: (+)

電源

MS-80SH ケーブル: 黒色 (-)RS485/USB Converter ケーブル端子: (-)

DC5V 又は 8～30V*電源 GND と RS485GND を接続

図 A3-1. ハードウェアの準備

4)

オプション品の EKO コンバータケーブルを使用すると、ケーブルのコネクタを本体に差し込むだけで簡単に設置できます。 MS-80S の電源は USB 経由で供給できます（図 A3-2 を参照）。
※EKO コンバータケーブルは設定用に作られていますので、屋外での長期間の使用は避けてください。
アース線は接続されていないので、落雷が発生した場合はサージにより PC を損傷する可能性があります。

ケーブルを MS-80SH に接続しますPC

図 A3-2. 「EKO コンバータケーブル」の使用 （オプション）

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 39

3. ソフトウェア
インストールしたソフトウェア「Hibi」を起動し、必要な設定を行ないます。

1)

ソフトウェア「Hibi」を起動して下さい。（ショートカットまたはインストールフォルダにある「hibi.exe」からソフト
ウェアを起動します。

2)

ソフトウェア起動後、「Welcome」画面が表示されます。

図 A3-3. 起動画面
3)

自動接続
自動接続機能にて MS-80S と接続を行なう場合、「COM port」に PC に接続している「RS485/ USB 変換ケーブル」を設定して下さい。

図 A3-4. 自動接続画面選択出来る「COM port」が無い場合、「RS485/ USB 変換ケーブル」を接続してソフトウェアを再起動して下さい。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 40リフレッシュボタン

図 A3-5. COM port が見つからない場合の画面

本体の電源が OFF である事を確認し、「CONNECT」ボタンをクリックして下さい。
もしも、COM ポートが認識されない場合は、リフレッシュボタンを一度押してからやり直してください。
「Connecting your sensor」と表示された接続中画面が出た後、10 秒以内に MS-80SH の電源を ON して下さい。

図 A3-6. 「Connecting your sensor」画面
接続が完了すると「Dashboard」画面へ自動遷移します。画面右上の表示が「Connected」になります。

図 A3-7. 「Dashboard」画面
英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 41接続に失敗した場合、「Welcome」画面に戻り、「CONNECTION FAILED」が表示されます。

図 A3-8. 「CONNECTION FAILED」画面
接続が正しいことを確認してください。再度、自動接続を行う場合は MS-80SH の電源を OFF にして「COMport」の選択を行ない、「CONNECT」ボタンをクリックして下さい。手動接続で行なう場合は「CONNECTIONFAILED」表示下部の「view settings」をクリックすると「Settings」画面に移動します。（次項、手動接続の手順
にて設定、接続を行なって下さい。）

4)

手動接続
MS-80SH の電源を ON にした後、「COM port」の選択を行なわずに「CONNECT」ボタンをクリックして下さい。
「CONNECTION FAILED」表示下部の「view settings」をクリックすると「Settings」画面に移動します。（自動接続失敗時も同じ表示が出ますので手動接続を行なう場合は本手順にて設定、接続を行なって下さい。）

図 A3-9. 「Settings」画面
その後、「Connection status」設定の「CONNECT」ボタンをクリックして下さい。
接続が完了すると「Connected」表示になります。
合わせて画面右上の表示も「XXXX Pyranometer connected」の表示になります。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 42

図 A3-10. 「Connected」表示画面

接続に失敗した場合『Oops...』の画面が接続失敗の原因と共に下記の画面が表示されます。
接続失敗画面
ケーブル接続、COMPORT、通信条件が正しい
事を確認してください。

接 続 成 功後 、 接続 条 件を 変更 す る 場合 は 、「 COMMUNICATION 」 項 目 の 「 Serial
communication 」 設 定 に て 「 COM port 」 、「Baudrate」、「Parity」を設定し、「Addresses」設定にて「Modbus address[1-247]」及び「Register
Type」を設定して下さい。
図 A3-11. 接続失敗時『Oops...』表示画面

設定入力後、「APPLY CHANGES」ボタンをクリックすると確認画面が表示されますので「YES,SAVE」ボタンをクリックし、MS-80SH に設定を行なって下さい。

「Settings」内の設定は保存/読み出し/CSV フ
ァイルへの出力が可能です。（「Settings」画面の右上アイコン付きボタン）
・「保存」ボタン：設定内容保存
・「読み出し」ボタン：設定内容読み出し
・「出力」ボタン：設定内容 CSV ファイル出力
図 A3-12. 「APPLY CHANGES」ボタン押下後の画面

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 43

「出力」ボタン「読出し」ボタン「保存」ボタン

図 A3-13. Settings 画面内の「出力」、「読み出し」、「保存」ボタン
5)

各種設定項目
1.「COMMUNICATION」設定項目
項目名

設定内容

設定可能範囲Modbus RTU

Modbus RTU インターフェースに切り替えます。

Mode※（デフォルト）SDI-12

SDI-12 インターフェースに切り替えます。

Auto search

OFF / ON： 手動接続 / 自動接続

SerialCOM Port

COM1 ～ COM256

communication

Baudrate

2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 38400/ 115200bps

ParityEven / Odd / None

Modbus address [1-247]
Addresses

Connection status※)

1 – 247

Register Type

S-series/ M-series/ SMP-series/ SRD-series

SDI-12 address

0–9/A–Z/a–z
Connected / Disconnect

Mode の設定は製品シリアル番号‘S23038500’以前の MS-80SH のみ使用

図 A3-14. 「COMMUNICATION」設定画面
英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 44

2.「SENSOR INFORMATION」設定項目
項目名

Model information

Calibration

設定内容

設定可能範囲Model

MS-80SH に登録してある型名(変更不可)

Serial number

MS-80SH に登録してあるシリアル番号(変更不可)

MFG.date

製造年月日(変更不可)

Firmware version

MS-80SH ファームウェアバージョン(変更不可)

Hardware version

MS-80SH ハードウェアバージョン(変更不可)

Calibration date

校正日時：メーカー校正時に登録しますが、ユーザー側での登録も可能です。

Sensitivity[uV/W/㎡]

感度定数：メーカー校正時に登録しますが、ユーザー側での登録も可能です。

図 A3-15. 「SENSOR INFORMATION」設定画面

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 45

3.「DOME HEATING」設定項目
項目名

設定内容

設定可能範囲DOME

Enable DOMEDOME HEATINGHEATINGHEATING*デフォルトは ON

OFF/ON （ラジオボタンにて選択）

図 A3-16. 「DOME HEATING」設定画面

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 46

4.「TEMPERATURE」設定項目
項目名

設定内容

設定可能範囲

UNIT

Preferred unit℃-Celsius / ℉-Fahrenheit / K-Kelvin（温度の単位設定）

図 A3-17. 「TEMPERATURE」設定画面

5.「SENSOR POSITION」設定項目【Tilting】＜Tilt(X axis)＞

X 軸の傾き表示＜Roll(Y axis)＞

Y 軸の傾き表示

・「ZERO ADJUSTMENT」ボタンをクリックすると現在の傾斜角を 0°として Tilting 項目の Tilt(X axis)、
Roll(Y axis)をゼロ点調整できます。

図 A3-18. 「SENSOR POSITION」設定画面

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 47

6. 「DATA FILES」設定項目【Measurements】＜Save file to＞ 計測データ保存フォルダ名を入力します。
【Sensor settings】＜Save file to＞ Sensor の設定ファイル保存フォルダ名を入力します。

図 A3-19. 「DATA FILES」設定画面

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 486)

計測（Dashboard）

図 A3-20. Dashboard 計測表示画面【Overview】
・Irradiance（日射）、Temperature（基板温度）、Humidity（基板湿度）、Tilt Angle（傾斜角）の計測データを MS80SH から 1 秒毎に読み出して表示します。
＜Irradiance＞

日射計測データで単位は W/㎡＜Temperature＞

筐体内温度センサの計測データで単位は“℃（摂氏：デフォルト）”,“℉（華氏）”, “K（ケルビン）” の 3 種から選択可能＜Humidity＞

湿度計測データで単位は “%RH”＜Tilt Angle＞

傾斜角計測データとして Tilt（傾斜角）、Roll（回転角）を表示

図 A3-21. Dashboard 計測表示画面スクロール＜Real time measurement-Irradiance＞
・日射量計測データをグラフで表示する（1 秒更新）
・グラフをドラッグする事で横軸の位置変更、マウスホイールにより見たい場所の拡大/縮小が可能
・グラフの時刻範囲は 00：00：00～23：59：59
・「Back to default」をクリックするとグラフ操作をリセット＜Data Logging＞
計測データのログ機能
・Sample time：

計測データのロギング間隔を設定します。
設定範囲： 00：01～01：00

・Average interval： 平均化した計測データのロギング間隔を設定します。
設定範囲： 00：01～01：00
・Measure intervals：データロギングの開始時刻と終了時刻を設定します。
「Continue next days」にチェックを入れる事で次の日以降も継続する設定が可能です。
Start at： 開始時刻
Ends at： 終了時刻
※日をまたいでの設定は不可です。開始時刻が終了時刻よりも早い時刻に設定する必要があります。（開始時刻＜終了時刻)
・「LOG DATA」ボタン：

クリックすると計測データのロギングを開始します。計測データのロギング中に「STOP」ボタンをクリックするとロギングが停止します。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 49

7)

連絡先（Contact）「Contact」ボタンをクリックすると英弘精機株式会社の連絡先（Contact）ページがブラウザ表示されます。

図 A3-22. 英弘精機ホームページ画面

8)

日射計内部湿度異常アラート
Hibi には日射計内部の相対湿度を常時監視する機能があり、外的故障や乾燥剤経年劣化などにより内部相

対湿度が基準値を上回った場合は異常と判断し、アラートを表示します。アラート表示後、日射計をそのまま放置しますと、日射計ガラスドーム内部が結露するなど不具合発生の可能性が高まりますので、弊社までご連絡下さい。

図 A3-23. センサ内部湿度異常アラート画面

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 509)

再校正推奨通知初期校正日から約 5 年(1825 日)※経過を Hibi で検出した場合、再校正通知を表示します。
通知が表示された場合は弊社まで再校正のご連絡をお願い致します。
※うるう年の場合は前日または前々日から通知が表示されます。

図 A3-24. 再校正推奨通知

10) ソフトウェア（Hibi）の終了
ソフトウェア（Hibi）を終了するには、画面右上の「×」ボタンをクリックすると終了します。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 51

A- 4 . 通 信 仕 様 ( Mo dbu s R T U )A4-1. 概要
・本装置は Modbus RTU※に対応しています。ASCII モードには対応していません。
(※Modicon 社が開発したシリアル通信用のオープンプロトコルです。)
・通信インターフェースの初期設定は Modbus RTU となっています。SDI-12 インターフェースを使用するためには、Hibi ソフトウェアから設定変更をします。設定変更後、電源 OFF/ON を行うと SDI-12 で動作します。再度
Modbus RTU に戻すためには、Hibi ソフトウェアから設定変更をしてください。
・RS485、半二重、二線式マルチドロップ方式のネットワークに対応します。

通信仕様は下記の通りです。

表 A4-1. Modbus RTU 通信仕様
オプション項目

備考

電気的仕様

EIA-485

接続形態

マルチドロップ方式 (マスター: 1 台に対し、スレーブ: 31 台、 計: 32 台)

通信プロトコル

Modbus RTU※1 (Slave)

通信速度（ボーレート）

2,400、4,800、9,600、19,200、38,400、115,200 bps

データ長

8 ビット

ストップビット

1 ビット / 2 ビット※2

パリティビット

無し / 奇数 / 偶数

通信距離

最大1000m

誤り検出方式

CRC-16※1: Modicon 社が開発したシリアル通信用のオープンプロトコルです。
※2: パリティビットの設定値によってストップビットの値が自動的に決定されます。

A4-2. ファンクションコード
・Coil と Discrete Input アドレスの区別はありません。
・Holding Resister と Input Resister アドレスの区別はありません。
・Coil、Discrete Input、Holding Resister、Input Resister 共にアドレスは 0 からスタートします。
表 A4-2 対応しているファンクションコード
ファンクションコード(16 進)

機能

0x01

Read Coils

0x02

Read Discrete Inputs

0x03

Read Holding Registers

0x04

Read Input Register

0x05

Write Single Coil

0x06

Write Single Register

0x10

Write Multiple Registers

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 52

A4-3. 通信仕様
・アドレスの範囲は 1 から 247 までが使用可能です。
・一度に通信できるフレームサイズの最大値は 256Byte（読み出し最大 125 レジスタ、書き込み最大 123 レジスタ）です。
・ボーレート(bit/sec)は 2400,4800,9600,19200,38400,115200 から選択可能です。
・パリティは偶数、奇数、なしから選択可能です。
・ビット幅は 8 ビット、ストップビットはパリティ有りの場合は 1 ビット、パリティ無しの場合は 2 ビットです。
・アドレスおよび通信設定を変更した場合には装置の再起動が必要です。
表 A4-3. 通信設定
設定番号

ビットレート

パリティ

0

2400

なし

1

2400

偶数

2

2400

奇数

3

4800

なし

4

4800

偶数

5

4800

奇数

6

9600

なし

7

9600

偶数

8

9600

奇数

9

19200

なし

10（デフォルト）

19200

偶数

11

19200

奇数

12

38400

なし

13

38400

偶数

14

38400

奇数

15

115200なし

16115200偶数

17115200

奇数

A4-4. ケーブル接続
・RS485 通信グラウンドと電源グラウンドは共通です。
RS485 通信インターフェースのグラウンドは必ず電源グラウンドに接続してください。

A4-5. データフォーマット
表 A4-4. 使用するデータフォーマット
フォーマット概要

U16

Unsigned 16bit Integer

S16

Signed 16bit Integer

U32

Unsigned 32bit Integer

S32

Signed 32bit Integer

F32

IEEE754 32bit floating point format

Str

ASCII characters string

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 53

・通信時のバイトオーダーはビッグエンディアンです。
2 バイト値は H バイト→L バイトの順、4 バイト値は H ワード→L ワードの順、文字列は先頭から 1 バイトずつ順に送られます。
各フォーマットの割付を下表に示します。

表 A4-5. 8/16/32bit 値の割付
8bit

0x12

16bit

0x34

0x56

0x1234(MSW)

32bit

0x78
0x5678(LSW)

0x12345678

表 A4-6. 8/16bit と F32 の割付
8bit

0x41

16bit

0x45

0x85

0x4145(MSW)

F32

0x1E
0x851E(LSW)

12.345

表 A4-7. 8/16bit と Str の割付
8bit
16bit

0x41

0x42

0x43

0x4142(MSW)

Str

0x44
0x4344(LSW)'ABCD'

・特に記載がない場合、32bit レジスタは先に上位ワード(MSW)、続いて下位ワード(LSW)の順になります。
0x12345678 が Modbus レジスタの n 番地に割り付けられる場合を下表に示します。

表 A4-8. 32bit 値と Modbus レジスタの関係
32bit 値

0x12345678

Modbus レジスタ(n 番地)

0x1234(MSW)

Modbus レジスタ(n+1 番地)

0x5678(LSW)

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 54A4-6. Holding/Input レジスタマップ概要
・本装置のレジスタマップはアドレス 0 からスタートします。
・No.0-49 のレジスタはレジスタタイプ設定(No.103)によって内容が切り替わります。
・No.0-99 のレジスタは読み出し専用です。
・No.101 以降のレジスタは読み書き可能です。

A4-7. No.0-49 レジスタ詳細・レジスタタイプ設定によってレジスタマップが変化します。下表に 4 種のレジスタマップを併記します。
・単位は括弧内を参照してください。
・内容が数値の場合は固定値です。
・空欄は未使用です。U16 形式のゼロで埋められています。
・略号は以下の通りです。

Addr:Modbus スレーブアドレス(1-247）
Comp.Irr:補正後日射量
Raw.Irr:補正前日射量
AD:入力電圧
Sensitivity:感度定数Cal.Date:検定日
Supply:電源電圧
Sensor Name:センサ名
Firm Ver:ファームウェアバージョン番号
Hard Ver:ハードウェアバージョン番号
L.Coeff:直線補正係数、No.182-189 で設定

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 55

表 A4-9. No.0-49 レジスタ S-series type
0

Model

U16

変換器のモデル番号（0x0210）

1

0

U16

固定値

Comp.Irr

F32

23

補正後日射強度
単位:（W/㎡）

4～7 は Reserve
89Pt100 温度

F32

センサ温度
単位:（℃）

10～13 は Reserve
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

X 軸傾斜角F32

Y 軸傾斜角F32

RawIrr

F32

ADmV

F32

筐体内温度

F32

筐体内湿度

F32

26

日射計内部湿度異

27

常アラート

28

ドームヒーティング

29

異常アラートU32

U32

傾斜角の X 軸成分
単位:（°）
傾斜角の Y 軸成分
単位:（°）
補正前日射強度
単位:（W/㎡）
センサ出力電圧
単位:（mV）
基板に搭載した温度センサで計測した温度
単位:（℃）
基板に搭載した湿度センサで計測した相対湿度
単位:（% RH）
日射計内部湿度の異常を知らせるアラート
異常なし:0，異常発生:1
ドームヒーティングの異常を知らせるアラート
異常なし:0，異常発生:130～49 は Reserve

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 56

表 A4-10. No.0-49 レジスタ M-series type0

シリアル No. 1st /2nd ASCII

1

シリアル No. 3rd/4th ASCII

2

シリアル No. 5th/6th ASCII

3
4

Serial number

U16

シリアル No. 7th/8th ASCII
シリアル No. 9th/10th ASCII

5シリアル No. 11st/12nd ASCII

6

シリアル No. 13rd/14th ASCII

7シリアル No. 15th/16th ASCII

8モデル No. 1st /2nd ASCII

9モデル No. 3rd/4th ASCII

10Model number

U16

モデル No. 5th/6th ASCII

11

モデル No. 7th/8th ASCII

12モデル No. 9th/10th ASCII

13

最小日射強度

U16

0(固定)

14

最大日射強度U161600(固定)

15

計測モード

U16

2(固定)

16

Sensitivity

17(uV/W/㎡)

18

温度単位

U16

AD(mV)

F32

19
20
21

Comp.Irr

22

(W/㎡)

23
24
25

F32

F32

Temp(℃)

F32

パスワード

U16

感度定数(LSW)
感度定数(MSW)
単位:℃ 1(固定)入力電圧(LSW)
入力電圧(MSW)
補正後日射強度(LSW)
補正後日射強度(MSW)
センサ温度(LSW)
センサ温度(MSW)
8355 (固定)26～33 は Reserve
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

L.Coeff.k1

F32

L.Coeff.k2

F32

L.Coeff.k3

F32

L.Coeff.k4

F32

Addr

U16

BPS

F32

ParityU16

直線性補正係数 1 - k1(LSW)
直線性補正係数 1 - k1(MSW)
直線性補正係数 2 - k2(LSW)
直線性補正係数 2 - k2(MSW)
直線性補正係数 3 - k3(LSW)
直線性補正係数 3 - k3(MSW)
直線性補正係数 4 - k4(LSW)
直線性補正係数 4 - k4(MSW)
ノード番号
通信速度(LSW)
通信速度(MSW)
パリティビット

46～49 は Reserve

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 57

表 A4-11. No.0-49 レジスタ SMP-series type
0

65535

U16

固定値

1

100

U16

固定値

2

1

U16

固定値

3

0

U16

固定値

4

1

S16

固定値

5

Comp.Irr(W/㎡)

S16

6

Raw.Irr(W/㎡)

S16

7

0

S16

固定値

8

Temp(0.1℃)

S16

センサ温度

9

Supply(0.1V)

S16

10

0

S16

固定値

11

0

S16

固定値

12

0

S16

固定値

13

0

S16

固定値

14

0

S16

固定値

15

0

S16

固定値

16

0

U16

固定値

17

0

U16

固定値

18

AD(0.01uV）

S32

0

S32

19
20
21
22

固定値
0

S32

23
24

固定値

固定値
固定値

0

S32

25

固定値
固定値

26

0

U16

固定値

27

0

U16

固定値

28

0

U16

固定値

29

0

U16

固定値

30

0

U16

固定値

31

0

U16

固定値

32

0

U16

固定値

33

0

U16

固定値

34

0

S16

固定値

35～40 は Reserve
41

2020

U16

固定値

42

0

U16

固定値

43

Firm Ver

U16

44

Hard verU16

45

Address

U16

46～49 は Reserve

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 58

表 A4-12. No.0-49 レジスタ SRD-series type
0

Addr

U16

1

Com.SetU16

2Comp.Irr

3(0.01W/㎡)

4

Raw.Irr

5(0.01W/㎡)

6

Temp(0.01℃)

S16

センサ温度

7

0

U16

固定値

8

100

U16

固定値

9

100

U16

固定値

AD(nV)

S32

10
11

S32

S32

12～31 は Reserve
32
33
34
35

Sensor Name

Str

40

0

U16

41

Sensitivity

42(uV/W/㎡)

43

0

U16

固定値

44

0

U16

固定値

45

0

U16

固定値

46

Cal.date

47(YYYYMMDD)

36
37
38
39

固定値

F32

U32

48～49 は Reserve

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 59

A4-8.

計測値レジスタ更新周期
・レジスタ内のセンサ出力および傾斜角の計測値は自動で更新されます。更新周期は、約 110 msec です。
データの読み出し周期が 110msec 未満の場合、複数回同じデータが読み出されます。データの読み出し周期は 110msec 以上としてください。

A4-9. No.50～99 までのレジスタ詳細
・使用していないアドレスには固定値ゼロ(U16)が書き込まれています。
・レジスタ No.96,97 の会社名レジスタには、"EKO "の文字が書き込まれています。

表 A4-13. レジスタ No.50-95
50～95 は Reserve

表 A4-14. レジスタ No.96-99
96

会社名(0,1)

97

会社名(2,3)98

Firmware version

U16

ファームウェアのバージョン番号99

Hardware version

U16

ハードウェアのバージョン番号

Str

ASCII 形式による会社名、"EKO "が読み出される。
"EKO"の 3 文字と 1 文字のスペース(0x20)の 4 文字。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 60

A4-10. No.101 以降のレジスタ
・No.101 以降のレジスタは読み書き可能で、書き込んだ値は即時、反映されます。
・書き込んだ値を保存するには後に示す Discrete Coil による保存処理を行ってください。
・通信に関する 2 つのレジスタ、Modbus アドレス(No.101)とシリアル通信設定(No.102)は保存処理を行った後、リブートを行うまで動作に反映されません。

表 A4-15. レジスタ 100-199
100 は Reserve
101

Modbus Address

U16

Modbus スレーブアドレス

102

シリアル通信設定

U16

ビットレートとパリティの設定、『表 A4-3. 通信設定』を参照

103

レジスタタイプ

U16

No.0-49 のレジスタのタイプ設定、各タイプにより『表 A4-9.』～『表 A412』を参照

104～150 は Reserve151

ドームヒーティング

U16

OFF:0，ON:1（デフォルト）

製造年月日

U32

YYYYMMDD 形式による製造年月日

シリアルナンバー

U32

152～161 は Reserve
162
163
164
165
166

センサ名(0,1)167

センサ名(2,3)168

センサ名(4,5)169

センサ名(6,7)170

センサ名(8,9)171

センサ名(10,11)172

センサ名(12,13)173

センサ名(14,15)Str

32bit 整数値によるシリアルナンバー(最大値 4294967295)
アルファベット S を除いた数字部分が入る

ASCII 形式によるセンサ名、最大 16 文字
16 文字すべてを使用しない場合はヌル文字で終端する

174～181 は Reserve
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

L.Coeff.k1

F32

直線補正係数 k1

L.Coeff.k2

F32

直線補正係数 k2

L.Coeff.k3

F32

直線補正係数 k3

L.Coeff.k4

F32

直線補正係数 k4

Cal.Date

U32

YYYYMMDD 形式による校正年月日

Cal.Value

F32

日射計感度定数、uV/W/㎡

194～199 は Reserve

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 61

表 A4-16. レジスタ 200-219
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

Cal.Date history0

U32

校正履歴、日付 0

Cal.Value history0

F32

校正履歴、感度定数 0

Cal.Date history1

U32

校正履歴、日付 1

Cal.Value history1

F32

校正履歴、感度定数 1

Cal.Date history2

U32

校正履歴、日付 2

Cal.Value history2

F32

校正履歴、感度定数 2

Cal.Date history3

U32

校正履歴、日付 3

Cal.Value history3

F32

校正履歴、感度定数 3

Cal.Date history4

U32

校正履歴、日付 4

Cal.Value history4

F32

校正履歴、感度定数 4

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 62

A4-11. 直線補正係数
・温度補正後日射計出力 V(raw)に対して係数 k1,k2,k3,k4 を用いて以下の式により、直線補正後日射計出力を求めます。
・直線補正後日射計出力 V(L) = k1 + (k2・V(raw)) + (k3・V(raw)2)+ (k4・V(raw)3)・デフォルト値は k2=1, k1=k3=k4=0 のため V(L)=V(raw)となり、補正後日射計出力は生の値が使用されます。

A4-12. 補正後日射量・上記補正を行った後、日射計出力電圧に対して検定値 S(uV/W/㎡)を用いて以下の式により、補正後の日射量を求めます。
・V(LT)は単位がミリボルトの為、1000 を乗じて日射量を求めます。
・補正後日射量 I(C) = V(L)・1000 / S

A4-13. Coil / Discrete Input レジスタ概要
・指定のビット書き込みにより、装置のリブート、設定値の保存を行うことができます。
・Reboot／Save 以外の Coil には書き込みを行わないでください。
・読み出しは常にゼロとなります。

A4-14. レジスタ詳細

表 A4-17. Coil レジスタ
Addr

Parameter

R/W

Type

0

－

－

－

1

Reboot

W

bit

2

－

－

－

3

Save

W

bit

4

－

－

－

5

－

－

－

6

－

－

－

7

－

－

－

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 63

A- 5 . 通 信 仕 様 ( SDI - 1 2 )A5-1. 概要
・SDI-12 (Version：1.4) に対応しています。
・通信インターフェースの初期設定は Modbus RTU となっています。SDI-12 インターフェースを使用するためには、Hibi ソフトウェアから設定変更をします。設定変更後、電源 OFF/ON を行うと SDI-12 で動作します。再度
Modbus RTU に戻すためには、Hibi ソフトウェアから設定変更をしてください。
・SDI-12 が有効になると非通信時の消費電力が約 2.5mA(12V 時)の”ローパワースタンバイモード”で動作します。

A5-2. 通信仕様
・SDI-12 の通信仕様は下記の通りとなります。
表 A5-1. SDI-12 通信仕様
項目説明

通信プロトコル

SDI-12 バージョン 1.4

ボーレート

1,200 bps

データ長

7bit

ストップビット1

パリティビット偶数

通信距離60m 以内A5-3. コマンドリスト
・SDI-12 のコマンドリストは下記の通りとなります。
・コマンドリスト内で用いる英小文字 'a' は SDI-12 アドレス番号を示します。
・設定可能な SDI-12 アドレス番号範囲は、0 - 9, A - Z, a – z となります。

表 A5-2. SDI-12 コマンドリスト
コマンド
?！

応答例
a<CR><LF>

説

明

接続されているデバイスのアドレス番号を確認します。
注：デバイスが複数接続されている場合は正常に機能しません。
必ずデバイス単体で使用してください。

a！

a<CR><LF>

アドレス番号「a」のデバイスがアクティブであることを確認します。

aAb！

b<CR><LF>

アドレス番号「a」のデバイスのアドレス番号を「b」に変更します。

aI！

※右項参照

インフォメーションを返します。
＜応答例＞“a14EKOINST_MS80SHV3220000001<CR><LF>”
a：SDI-12 アドレス14：SDI-12 バージョン(バージョン 1.4 を表します)
EKOINST_：社名(8 文字)
MS80SH：センサモデル名(6 文字)
V32：センサバージョン(3 文字)
20000001：シリアル番号(8 文字）

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 64

aM！

a0001<CR><LF>

アドレス番号「a」のデバイスに計測実行を要求します。
0001 は 3 桁の計測実行時間(000 は瞬時)、4 桁目は返されるデータ数(1 個）を示します。

aD0！

a+1000.0<CR><LF>

アドレス番号「a」のデバイスにデータ送信を要求します。
出力値には必ず符号(+ or -)が付加されます。複数の出力がある

aD1！

場合は符号が区切り文字を兼ねます。
D0：日射(W/㎡)小数点以下 1 桁

aD2！

D1：センサ出力電圧(mV)小数点以下 4 桁、センサ温度(摂氏)小数aD3！

点以下 2 桁aD4！

D2：X 軸傾斜角（度）小数点以下 1 桁、コネクタを背にして前後、背が上がると正の値、Y 軸傾斜角（度）小数点以下 1 桁、コネクタを背にして左右、左が下がると負の値
D3：筐体内温度(℃)小数点以下 1 桁、筐体内湿度(% RH)小数点以下 1 桁。
D4：日射計内部の湿度異常を知らせるアラート，ドームヒーティン
グ異常を知らせるアラート。異常なし:0，異常発生:1 を返す。

事前の計測が MC の場合、続いて 3 つの CRC 文字が続きます。
CRC 文字の内容については SDI-12 規格書をご参照下さい。
aMC！

a0011<CR><LF>

アドレス番号「a」のデバイスに計測開始を要求し、コマンドが正しく受け入れられた事を確認するために CRC を要求します。応答形
式は aM！と同様です。

aC！

a00101<CR><LF>

本装置では応答文字数の違いを除き、aM！コマンドと同様です。
a に続く文字は秒数(3 桁)とデータ数(2 桁)を示します。

aCC！

a00101<CR><LF>

本変換器では応答文字数の違いを除き、aMC！コマンドと同様で
す。

aR0！

a+0.0<CR><LF>

アドレス番号「a」のデバイスに計測を要求します。計測を実行して即時、応答を返します。応答は aD0！～aD2！コマンドと同様で
す。

aRC0！

a+0.0EmT<CR><LF>

アドレス番号「a」のデバイスに計測を要求し、コマンドが正しく受け付けられたことを確認するエラー検出を要求します。計測を実行して末尾に 3 つの CRC 文字を追加した計測値を即時に返します。

aXSE！

a+XX.XX<CR><LF>

本装置の感度定数を読み出します。小数点以下は 2 桁。

aXCD！

aYYYYMMDD<CR><LF>

本装置の校正日付を読み出します。YYYY：西暦、MM：月、
DD：日。

aXHT！

a+1<CR><LF>

ドームヒーティング機能の状態を読み出します。ON：1、OFF：0

aXHT1！

a<CR><LF>

ドームヒーティング機能の設定をＯＮに変更します。

aXHT0！

a<CR><LF>

ドームヒーティング機能の設定をＯFF に変更します。

（要求データにより、

Identify Measurement Commands 及び Identify Measurement

可変）Parameter Commands に対応しています。

METADATA

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 65

A- 6 . 再 校 正 に ついて
英弘精機以外の研究機関等で再校正をする場合、英弘精機の付けた日射計の感度定数(µV/W/㎡)に対し、それ以外の研究機関での感度定数は僅かに差異が生じる事があります。その差異は校正方法の違い、校正に用いる参照
標準器の違いと特性、そして測定環境の違いにより生じるものと考えられます。

日射計に新しい感度定数を適用する必要がある場合、下記の 2 つの方法で適用する事が可能です。

1) 参照標準日射計との日射強度の相対差を、日射計で測定した日射強度に乗じる。
この場合、英弘精機で値付けした本来の感度定数は変更せずに残ります。
乗ずる相対値を、データロガーやデータ処理に用いるソフトウェアに適用してください。

2)

参照標準器との相対差を、スマート日射計(MS-80SH など)に設定します。
これは「Hibi」ソフトウェアと RS485/ USB 変換器ケーブルを接続する事で可能となります。 内部の信号変換器にオリジナルの感度定数が設定されている為、参照標準器との相対差を校正値にして設定し直して下さい。

実施例:
MS-80SH と参照標準器で測定した日射強度で、相対的に差異が生じている事が判った。
MS-80SH の日射強度は参照標準器で測定した日射強度よりも低くなっていた為、下記式で新しい感度定数を算出し、適用した。

Snew = IMS80S / Iref x Sorigin
ただし:

Snew

MS-80SH の新しい感度定数 (μV/W/㎡)

SoriginMS-80SH のオリジナルの感度定数 (μV/W/㎡)

IMS80S

MS-80SH で測定した日射強度 (W/㎡)

Iref

標準とする日射強度 (W/㎡)

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 66

A- 7 . 温 度 特 性 試 験 報 告 書
ドームヒーティング付き全天日射計 MS-80SH には、製品個々に取得した「温度特性試験報告書」が同梱されます。
この試験報告書には、ドームヒーティング機能 OFF（非使用）時の温度特性試験データが記載されています。

MS-80SH はドームヒーティング機能の ON（使用）と OFF（非使用）を設定変更することができます。
次図（図 A6-1）は同一の MS-80SH を用い、ドームヒーティング機能 ON 時と OFF 時それぞれで取得した温度特性
試験データの一例を示しています。

図 A6-1. ドームヒーティング機能 ON 時と OFF 時の温度特性結果比較

MS-80SH のドームヒーティング機能は、少ない電力により日射計筐体全体を温めることで、ガラスドームの温度を
外気温よりも高い状態に保ちます。
上図（図 A6-1）は、このドームヒーティングによる筐体の温度上昇が日射計の温度特性に殆ど影響を与えないことを表しています。

次図（図 A6-2）は 10 台の MS-80SH に対し行ったドームヒーティング機能 ON 時，OFF 時それぞれの温度特性試
験結果から、機毎に求めた周囲温度 20℃出力値に対する各温度設定時出力値誤差率の差を示したものです。
温度範囲-20℃から+50℃における ON/OFF 時温度特性誤差率の差は±0.1%以内と、微小であることを表しています。

図 A6-2. MS-80SH 10 台のヒーティング機能 ON/OFF 時温度特性誤差率の差

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 67

これらの結果から、製品に添付される温度特性試験報告書データはドームヒーティング機能の ON，OFF に関わらず何れの場合にも適用可能であることが分かります。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 68

A- 8 . セ ッ ティン グ レポ ート

※

※

※）

Modbus RTU および SDI-12 の Enable/Disable 設定は製品シリアル番号‘S23038500’以前の MS-80SH のみ記載

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 69

A- 9 . サ ージ 保 護 に 関 し て
日射計の内部にはサージ保護基板が組み込まれているため、これだけで雷サージに対して強力な防護になります。ただし、日射計ケーブルが 10m を超える場合や、日射計を複数台接続し合計のケーブル長距離が 10m を超える場合などは、接続するロガーや電源等の装置が雷サージにより故障する可能性があります。下図を参考に適切なSPD 等を増設し、必ず計測システムを保護してください。

A. Modbus RTU 接続（ケーブル長が 10m を超える場合）
SPD
※1

茶

ヒューズ

白

10m 超のケーブル

電源供給
DC8～30V

GND
＋

青
SPD
※2

黒

+
-

RS485/USB
変換器

-

PC

シールド線（緑/黄）図 A9-1. Modbus RTU 接続（ケーブル長が 10m を超える場合等）※1，※2

ケーブル長が 10m を超える場合は、通信線と電源線からのサージの浸入が考えられるため、必ず通信線用のＳ
ＰＤと DC 電源用のＳＰＤを設置して計測システムを保護して下さい。

B. SDI-12 接続（ケーブル長が 10m を超える場合）
B-1. 製品シリアル番号‘S23038500’以前の MS-80SH
SPD
※1

茶
10m 超のケーブル

ヒューズ

＋

電源供給
DC12V

-

白
青

SPD
※2

＋

-

データ収集装置

シールド線（緑/黄）図 A9-2.SDI-12 接続（ケーブル長が 10m を超える場合等）※1，※2

ケーブル長が 10m を超える場合は、通信線と電源線からのサージの浸入が考えられるため、必ず通信線用のＳＰ
Ｄと DC 電源用のＳＰＤを設置して計測システムを保護して下さい。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 70B-2. 製品シリアル番号‘S23038501’以降の MS-80SH
SPD
※1

茶
10m 超のケーブル

ヒューズ

＋
-

電源供給
DC12V

白
灰

SPD
※2

＋

-

データ収集装置

シールド線（緑/黄）図 A9-3.SDI-12 接続（ケーブル長が 10m を超える場合等）※1，※2

ケーブル長が 10m を超える場合は、通信線と電源線からのサージの浸入が考えられるため、必ず通信線用のＳＰ
Ｄと DC 電源用のＳＰＤを設置して計測システムを保護して下さい。

雷サージの場合、対策部品は増えるほど故障の確率は下がりますが、使用する SPD のタイプや定格、接続方法
はメーカーにより異なりますので、各メーカーの取説をよく読んでお使いください。

英弘精機株式会社 全天日射計 MS-80SH/ 取扱説明書 Ver. 4

Pg. 71

英弘精機株式会社
東京都渋谷区幡ヶ谷