PTN
Peri Trochanteric Nail
Surgical Technique

PTN

Surgical Technique

PTN の特長【デザイン】
Ti-6Al-4V合金製
頚体角：128度・外反角 6度
近位径：15.9mm

ネイル長：170mm

ラグスクリュー径：10.5mm
ラグスクリュー長さ70mm〜115mm（スライディングラグスクリューは75mm〜）
ショートネイル遠位径：10.0mm, 12.0mm,14.0mm
遠位スクリュー：二乗ネジ／5mm径 スタティック／
ダイナミック選択可能
エンドキャップ5種類：0, 5, 10, 15ｍｍ＊, フラッシュ＊15mmはオプションサイズです。

【特長】
１．プリセットされたセットスクリュー
２．外側へのバックアウト発生リスクを軽減する

テレスコーピング ラグスクリュー３．日本人用に近位に設定されたベンディングポジション
テレスコーピング ラグスクリュー※

スライディング ラグスクリュー※ラグスクリューがスライディングしても外側へのバックアウトが発生しにくい構造です。
またラグスクリュー長を選択して使用すれば、オーバースライディングを予防出来る優れたシステムです。

ネイル近位部の内部構造※

テレスコーピング ラグスクリュー※

トルクレンチでセット
スクリューを締めこみます。

スライディング ラグスクリュー※セットスクリューは、ネイル近位部にあらかじめ組み込まれています。（プリセット機構）

1

手技手順（ハイライト）

１．エントリーポイント決定（3 頁参照）

２．リーミング（4 頁）

３．ネイル組み立て後、ドリル
ホール位置確認、髄内挿入（5 頁）

４．ラグスクリュー、ネイルの位置、高さの確認（AP/ML)（6頁）※

５．ドリル、デプス計測、リーミング後、ラグスクリュー挿入（9 頁）

６．セットスクリュー締結（※内側の穴を使用します）

７．遠位ドリル、デプス計測後、スクリュー挿入（11 頁）（10 頁）※

８．ターゲット デバイス抜去（※外側の穴も使用できます）（11 頁）（適応症例）

大腿骨頚部基部骨折
大腿骨転子下骨折
大腿骨二重骨折

９．セットスクリュー締結
ダブルチェック（12頁）

10．エンドキャップ装着（12頁）

大腿骨転子部骨折
大腿骨近位部偽関節
大腿骨病的骨折

その他大腿骨の幅広いタイプの骨折に適応があります。

2

PTN

Surgical Technique１．手術体位手術体位は仰臥位で、患肢は手術台に平行に牽引します。躯幹は健側方向に曲げるようにして、大転子がよく触れ、骨盤が邪魔にならないようにします。健側の膝、股関節を屈曲して固定します。健側からイメージを入れて、骨折を整復し、２方向の整復状態を確認します。

２．アンテバージョン ガイドピン
術野の消毒・ドレッシング後、徒手で 2.0mm キルシュ
ナーワイヤー（※器械セットに含まず）をアンテバージ
ョン ガイドピンとして、大腿骨外側から頚部前面の骨に沿って入れ、ハンマーで軽く叩いて骨頭に挿入しておきます。イメージを軸射方向に入れて、ピンが大腿骨頚部軸と平行になっていることを確認します。

３．スタイマンピン（3.2mm x 305mm）の挿入
スタイマンピンをワイヤー ホルダーに取り付け、大転子頂部よりイメージ下に大腿骨骨幹部髄腔まで挿入し、ピンに沿って約3cm の皮切を加えます。
先に大転子頂部より 2 〜 3cm 上方に皮切を加えた後で、スタイマンピンを挿入しても構いません。

4. エントリーポイント

図＊

大転子頂部に 3.2mm スタイマンピンを挿入します。そのポイントが適切でなければ、図＊のようにワーキン
グ チャンネル用 トロカーをスタイマンピンに沿って差し込み、これを回転させて最適のエントリーポイント
を決め、その後、再度スタイマンピンを挿入します。

35-361681：スタイマンピン

29400：ワーキング チャンネル用 トロカー

27920：ワイヤー ホルダー
JC-300101：PTN リーマースリーブ

3５．オウル挿入
キャニュレイテッド オウルを T ハンドル（ラチェットなし）に取り付け、スタイマンピンに通してエントリーポイントを拡大します。
スタイマンピンを抜去して、ボールチップ ガイ
ドワイヤー（3.0mm × 60cm）を髄腔へ挿入します。

６．リーミング

注

ワンステップリーマーを使用して小転子下までリーミングします。
注：この時 PTN リーマースリーブを内側へ押しやるようにしてリーミングし、大転子外側を削りすぎないように注意して下さい。最初のガイドピンを中心としたリーミングが重要です。

７．遠位リーミング
ショートリーマーを使用して遠位の髄腔をリーミング
します。髄腔径（ネイル径）を計測するという感覚で徒手的にリーミングしてください。
（リーマー径は、9、9.5、10.5、12.5、14.5mm が器械トレイ（B セット）に入っています。
）

29407： T ハンドル
（ラチェットなし）

27999：キャニュレイテッド オウル

29402：ボールチップ ガイドワイヤー 3.0×60cm

29437：ワンステップリーマー

29413 〜 7：ショートリーマー＊キャニュレイテッドカッター、フレキシブルリーマー 16mm はオプションです。

4

PTN

Surgical Technique

８．ターゲット デバイスにネイルを装着

９．ネイルの挿入（徒手的）ターゲット デバイスにコネクティング ボルトを挿入
し、T ハンドル（ラチェット付）にコネクティング ボ
ルト ドライバー（ストレート）を取り付けて、選択したネイルを装着します。

ネイルを徒手的に骨折部を通過するまで挿入します。ネイルは出来るだけ徒手的に挿入して下さい。
注：ターゲット デバイスとアンテバージョン ガイドピンが平行になるように挿入してください。

注

ショートネイル径
10/12/14mm

29419：コネクティング ボルト

29404： コネクティング ボルト ドライバー（ストレート）

29406：T ハンドル（ラチェット付）

29438：ターゲット デバイス

5

10．ネイルの挿入深さの決定＜正確なイメージ透視像＞

アウトリガーとアウトリガーアダプターの「R]、「L」を合わせて接合し、ターゲット デバイスに差し込みます。
イメージ下にラグスクリューが頚部中心に位置するようにネイルを挿入します。
注：ラグスクリューを正確な位置に挿入するためには、アウトリガーの 3 本のラインが均等な間隔で見えるようにイメージの入射角を調整して下さい。

＜正確でないイメージ透視像＞

正確な透視像を得るには、次の２点をお勧めします。
１．イメージをターゲット デバイスに対して垂直方向に設置する
２．手術台をターゲット デバイスが水平になるように調整する※

29446：ラグスクリュー用 アウトリガー※
29447：ラグスクリュー用 アウトリガーアダプター※それぞれの「R」または「L」のマークを合わせて接続します。

6

PTN

Surgical Technique

11．ネイル前捻の決定髄腔からボールチップ ガイドワイヤー（60cm）を抜去します（軸射）

イメージを軸射方向に設置し、3.2mm スタイマンピン をターゲット
デバイスの上部に差し込み、ピンが 骨頭中心に一致するように、ターゲット デバイスを回転させて、ネイルの前捻の方向を決めます。
注：回転させる場合は、膝部を反対の手で固定するようにして、ター
ゲット デバイスを動かして下さい。 ターゲット デバイスのみで捻ると大腿骨が一緒に回旋してしまいます。

12． ラグスクリューガイドピンの挿入
髄腔からボールチップ ガイドワイヤー（60cm）を抜去します・ターゲット デバイスにある黄色ラインにラグスクリュー用 ス
リーブとトロカーを組み合わせて外側皮質まで挿入します。
・その後トロカーを抜いて、ドリルブッシングとワイヤーブッ
シングを合わせてねじ込みます。
・その後イメージ下にラグスク
リ ュ ー 用 ガ イ ド ピ ン（3.2 ×45cm）を骨頭先端部（軟骨下骨）まで挿入します。
（全て黄色のマーキングがあります。またスリーブの緩み防止のためにスリーブ用 スクリューが使用できます。）
スリーブ（固定）用 スクリュー

29405：スリーブ（固定）用 スクリュー

29425：ラグスクリュー用 スリーブ
29424：ラグスクリュー用 トロカー
カラーコード：イエロー
29423：ラグスクリュー用 ワイヤーブッシング
29426：ラグスクリュー用 ドリルブッシング

471453：ラグスクリュー用 ガイドワイヤー

73.2mm×45cm

13．ラグスクリューの長さの計測
ワイヤーブッシングをスリーブから抜いて、デプ
スゲージを使用してラグスクリューの長さを計測・決定します。

実寸表示（例 95mm）

注：このデプスゲージは実寸表示です。ラグスク
リューは骨頭先端より 5mm 以内まで深く挿入するようにお勧めします。骨頭先端部（軟骨下骨）までガイドピンを挿入した場合は、次の 14. リーミング・タッピングでは計測値よりも 5mm 引
いた値を設定します。

14．リーミング・タッピング
タッピング-5mm を推奨
骨頭軟骨下骨までドリリングした場合

例 90 mm
リーミング

ラグスクリュー用 リーマーのストッパー（ネジ部）を計測値ー 5mm に合わせ、骨頭先端より 5mm 手前まで
リーミングします。
注：ラグスクリューはセルフタップですが、安全を期す
ためラグスクリュー挿入前のタッピングを推奨します。

29406：T ハンドル
（ラチェット付）
29411J：ラグスクリュー用 デプスゲージ J

29412：ラグスクリュー用 リーマー

カラーコード：イエロー

29429：ラグスクリュー用 タップ

8

PTN

Surgical Technique

15．ラグスクリュー挿入
テレスコーピング ラグスクリュー選択の場合
スライディングしてもラグスクリューが外側へ突出しにくい構造です。より優れたスライディング能力が望まれる症例にはテレスコーピング ラグスクリューを選択して下さい。特に痩せている患者さんには、このタイプを推奨します。

②

③
⑤

①

④

スリーブの
押し込み（注 1）

完成図

イメージ下でラグスクリュー先端を骨頭先端から 5mm まで挿入します。
ラグの外側のスリーブ部分が十分入らない場合は、スリーブプッシャーを使用して徒手的に押し込んで下さい。（注 1）

テレスコーピング ラグスクリューの長さの選択によるオーバースライディング防止策
各表示サイズの外側スリーブ長、及びスライディング可能長は次の通りです。オーバースライディングを抑制するには、表中のスライディング可能長の数値を参考にして、ラグスクリューの長さを選択することが可能です。
【例：リーマー長が 90mm の場合】テレスコーピングラグスクリュー 100mm ではスライディング量は最大 14mm、105mm では 10mm となります。

リーマー長+10mmを推奨
例 100mm

単位：mm

選択ラグスクリュー長スライディング可能長（mm）

70

70

7

12

75

4

9

14

80

75

2

80

85

90

95 100 105 110 115 120 スリーブ長
38
41

7

12

17

85

4

9

14

19

90

2

7

12

17

22

4

9

14

19

24

100

4

9

14

19

105

0

5

10

15

20

25

1

6

11

16

21

7

12

17

22

27

3

8

13

18

23

95

110
115
スリーブ長（mm）

リーマー長
65

43
46

2

120

48
51
24

56
60
26

64
68
28

③
29428：ラグスクリュー用 インサーターコネクター①②④
29430J：ラグスクリュー用 スリーブプッシャー Ｊ

929407： T ハンドル
（ラチェットなし）

72

スライディング ラグスクリュー選択の場合
リーミング（P8. 手順 14）の長さと同じサイズを選択します。
（ラチェットなしを使用します②）

②

③

①

④

完成図

注：スライディング ラグスクリューを使用する場合は、T ハンドル（ラチェットなし）とターゲット デバイスとの角度が 90゜又は一致するところで、セットスクリューを締め付けます。
オプション：コンプレッションが必要な際は、コンプレッションナットをネジ部分に挿入し、コンプレッション
をかけることもできます。

16. セットスクリューの締め付け

内側の穴
を使用

セットスクリュー用 ドライバーとトルクハンドルを使用して、「カチッカチッ」と音が５回程するまでセットス
クリューを締め付けます。
トラクションテーブルのトラクションを解除します。

③

②

①

29428：ラグスクリュー 用 インサーターコネクター

27962：セットスクリュー用 ドライバー
27923：セットスクリュー用 トルクハドル

29407： T ハンドル
（ラチェットなし）

27943：ラグスクリュー用
コンプレッションナット
（オプション）

10

PTN

Surgical Technique

17．遠位ロッキングスクリューの挿入
遠位ロッキングスクリューは二条ネジ設計で 2mm 刻みです。2mm 刻みとすることでスクリュー先端部による軟部組織への刺激軽減を図り術後の大腿部痛や違和感の発生リスク軽減が期待できます。そのためスク
リュー先端のテーパー角度がやや大きく（やや鈍形状）なっております。挿入時にはやや押しつけるような感覚で操作をしてください。
ディスタルロッキングスクリューの使用基準
１．ラグスクリュー挿入部が中枢骨片
２．転子下骨折
３．ネイルの不適合
４．広い髄腔①① スタティック； スクリューを図のように斜め上から挿入します。
ダイナミックホールの上部に挿入する事も出来ます。
② 〃③ ダイナミック；ダイナミックホールの下部に挿入します。
AO 分類

②

ロッキングスクリュー

ロッキングスクリューは使用しなくても良い。
但し使用する場合はスタティック。

③
ロッキングスクリュー使用の適用。
固定の状況によりスタティックか、
ダイナミックかを決定する。

18．ターゲット デバイスの取り外し
コネクティング ボルト ドライバー（ユニバーサル）とハンドルを使用してコネクティング ボルトを緩め、ターゲット デバイスを外します。

外側の穴も
使用可能

29421：ディスタルロッキング用 スリーブ
29422：ディスタルロッキング用 トロカー
29420：ディスタルロッキング用 ブッシング
カラーコード：グリーン
29431：ディスタルキャリブレイテッド ドリル

29434：ディスタルスクリュー用 ドライバー

29418 J：ディスタルスクリュー用 デプスゲージ J

29406：T ハンドル（ラチェット付）

29433：コネクティング ボルト ドライバー（ユニバーサル）

1119．セットスクリュー締結の確認作業＜方法＞
ターゲットデバイス取り外し後、セットスクリュー用ドライバーとセッ
トスクリュー用トルクハンドルをネイル近位部より挿入し、セットスク
リューを時計回りに回して「カチッカチッ」という音を確認してください。
この作業によりセットスクリューの確実な締結を確認します。
＜目的＞○セットスクリューの締め付け作業を再度行うことでセットスクリューの締結が ダブルチェック され確実に締結されていることを確認します。
○手術手技手順 16. で既に締結が完了している場合にはトルクハンドルの「カチッカチッ」音と共に空回りする手応えが再度確認されます。

20．エンドキャップの挿入（オプション）
イメージでエンドキャップの長さを選びます。エンドキャップインサーター J を使用してエンドキャップを取り付け、挿入します。

エンドキャップの選択

5
0

15mm
10mm
5mm
0mm

＊ 15mm はオプションです。

注： 最初にエンドキャップ を押し込むように入れて、ネジを噛み合わせます。噛み合わせにくい場合には、一度逆回転（反時計回り）させることを推奨します。ネイル頂部とエンドキャップの間が開いていないことをイメージで確認して下さい。

JC-300103： エンドキャップインサーター J

12

PTN

Surgical Technique

ロングネイルエントリーポイント作成後、フレキシブルリーマーを使用して髄腔を拡大します。その後ネイル長を計測してインプラントを開封・装着し、ページ５の手順８か
ら同様に手技を進めてください。
＜バイオメット ラジオルーセント ターゲティング デバイス
による固定＞

ネイル径

11mm

アンテバージョン

９度

ネイル長24 〜 40cm ※

ネイル湾曲

1800R

※24、38、40cmはオプションです。

イメージ下にメスを当て、スクリューホール上に 1cm の皮膚切開を加えます。ターゲティング デバイスに 4.3mmのドリルを装着します。ドリルビット先端を小切開内に置き、先端がネイルのスクリューホールの中心に位置していることをイメージ下で確認します。
ドリルビットがスクリューホールの中心で円に見えるまで
ターゲティング デバイスを起こしていき、スクリューホ一ルがターゲティング デバイスの外側のリングの中心になるようにします。この位置でドリルをしっかりと保持し、内外側皮質を貫通させます。ドリルビットの位置は、引き抜く前にイメージで確認します。

ラジオルーセント ターゲティング デバイス

スタティック ロッキング

ダイナミック ロッキング

ダイナマイゼーションの必要性によって適切なロッキングホールを選択します。スタティック ロッキングが望ましい場合には、後にダイナマイゼーションが必要になることがあるので、スクリューを両方のロッキングホールに挿入することをお勧めします。

13

PTN の抜釘方法
１．

２．

３．

４．

５．

図＊

１．エンドキャップの抜去
側臥位でまずネイル挿入部に皮切を加え、エンドキャップ周囲を展開し、エンドキャップインサーター J を使用して抜去します。
２．セットスクリューの抜去
次にセットスクリュー用 ドライバーとトルクレンチを使用して、セットスクリューを抜去します。
３．ラグスクリューの抜去
外側ラグスクリュー挿入部に皮切を加え、ラグスクリューの外側部を展開し、ラグスクリュー用 ドライバー
を使用して抜去します。
４．遠位ロッキングスクリューの抜去
ロッキングスクリュー用 ドライバーを使用して抜去します。
５．ネイルの抜去
ネイルにネイル エクストラクター アダプターを取り付け、スラップハンマー アダプター、スラップハンマ
ーを取り付けて、抜去します。ネイル エクストラクター アダプター フックを使用することも可能です。
（図＊）＊先にディスタル スクリュー、ラグスクリューを抜去するとネイルが沈む可能性があるので、先にエクストラク
ター アダプターの装着を推奨します。

抜去器
JC-300103： エンドキャップインサーター J

471768：ネイル エクストラクター アダプター

29448：スラップハンマー シャフト
29449：スロット マレット
471770：ネイル エクストラクター アダプター フック

27923：セットスクリュー用 トルクハンドル
27962：セットスクリュー用 ドライバー

29406： T ハンドル（ラチェット付）
29432：ラグスクリュー用 リムーバー

29434：ディスタルスクリュー用 ドライバー

14

PTN

Surgical Technique

トレイレイアウト
PTN

器械Aセット：器械点数35点（ケース含む）

11

3

12
20
21

4

30
15

ケース上段

13
16

22
25

24

5
26

1

17
19

10
18

ケース下段

27

8
10

14

6

7

9

29

2

31 滅菌ケース

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
29
30
31

Item No
27920
27923
27943
27962
27999
29400
29404
29405
29406
29407
29411J
29412
29418J
29419
29420
29421
29423
29425
29426
29427
29428
29430J
29433
29434
29437
29438
JC-300101
JC-300103
SMM09001-PTNA
29431
471453Item Description
ワイヤー ホルダー
セットスクリュー用 トルクハンドル
ラグスクリュー用 コンプレッションナット
セットスクリュー用 ドライバー
キャニュレイテッド オウル
ワーキング チャンネル用 トロカー
コネクティング ボルト ドライバー ストレート
スリーブ用 スクリュー
Tハンドル（ラチェット）
Tハンドル
ラグスクリュー用 デプスゲージ J
ラグスクリュー用 リーマー
ディスタルスクリュー用 デプスゲージ J
コネクティング ボルト
ディスタルロッキング用 ブッシング
ディスタルロッキング用 スリーブ
ラグスクリュー用 ワイヤーブッシング
ラグスクリュー用 スリーブ
ラグスクリュー用 ドリルブッシング
ラグスクリュー用 インサーター
ラグスクリュー用 インサーターコネクター
ラグスクリュー用 スリーブプッシャー J
コネクティング ボルト ドライバー ユニバーサル
ディスタルスクリュー用 ドライバー
ワンステップリーマー
ターゲット デバイス
PTN リーマースリーブ
PTN エンドキャップインサーター J
PTN キカイケース Aセット

29431（ドリル4.3mm）、47153（ガイドワイヤー3.2mm×45cm）
は、滅菌済みで供給されるため器械セットには含まれておりません。

販売名：EBI Troch ネイル インスツルメント 届出番号：13B1X00232EB0181
販売名：バイオメットインスツルメント 滅菌済み 承認番号：22000BZX01266000

15

Qty
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PTN

器械Bセット：器械点数16点（ケース含む）

5

6

7

2

8

3

9

4
1

14

15

11

13

10
12

16
17 滅菌ケース

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Item No
27913
27970
27977
27989
29413
29414
29415
29416
29417
29422
29424
29429
29446
29447
29450
475920
SMM08002-PTNB

Item Description
ワイヤー プッシャー
スラップハンマー アダプター
クイックコネクター（AO）
パワーアダプター（Stryker）
ショートリーマー 9mm
ショートリーマー 9.5mm
ショートリーマー 10.5mm
ショートリーマー 12.5mm
ショートリーマー 14.5mm
ディスタルロッキング用 トロカー
ラグスクリュー用 トロカー
ラグスクリュー用 タップ
ラグスクリュー用 アウトリガー
ラグスクリュー用 アウトリガーアダプター
オープン ヘックスレンチ 11mm
スケール
PTN キカイケース Bセット

Qty
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

販売名：EBI Troch ネイル インスツルメント 届出番号：13B1X00232EB0181
販売名：トラウマ ジェネラル インスツルメント 届出番号：13B1X00232EB0245

ロングネイル器械＊オプション

ロングネイル用 フレキシブルリーマー

販売名：フレキシブルリーマーインスツルメント

届出番号：13B1X00232000293

ラジオルーセントターゲティング デバイス
カタログ番号

471830ツイスト ドリル
カタログ番号

サイズ

4718434.3mm

販売名：ラジオルーセントターゲティングデバイス

承認番号：22000BZX01262000

16

PTN

Surgical Technique

トレイレイアウト
PTN

器械Eセット（抜去用）：器械点数12点（ケース含む）

1

5
7
9

8
10

6

4

11

3

2

12 滅菌ケース

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Item No
03110
27923
27962
29407
29432
29434
29448
29449
471768471770JC-300103
SMM08001-PTNE

Item Description
DFS アレンレンチ 5mm
セットスクリュー用 トルクハンドル
セットスクリュー用 ドライバー
Tハンドル
ラグスクリュー用 リムーバー
ディスタルスクリュー用 ドライバー
スラップハンマー シャフト
スロット マレット
ネイル エクストラクター アダプター
ネイル エクストラクター アダプター フック
PTN エンドキャップインサーター J
PTN キカイケース Eセット

販売名：EBI Troch ネイル インスツルメント 届出番号：13B1X00232EB0181
販売名：ダイナフィックスインスツルメント 届出番号：13B1X00232EB0192
販売名：トラウマ ジェネラル インスツルメント 届出番号：13B1X00232EB0245
販売名：ユニフレックス インスツルメント 届出番号：13B1X00232EB0237

適応症例供覧
症例１
86歳女性
ネイル径：ショート 10mm
ラグスクリュー長：100mm
TAD：12mm
Notes
テレスコーピング機構により良好なTADを確保。
細い髄腔径にも適合している。

17

Qty
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

症例２
81歳女性
ネイル径：ショート 12mm
ラグスクリュー長：100mm
TAD：13mm
Notes
テレスコーピング機構により良好なTADを確保。
骨形態にFITしたネイルデザインにより遠位スクリュー固定せずに安定性確保が出来ている。

症例３
88歳女性
ネイル径：ショート 14mm
ラグスクリュー長：90mm
TAD：13mm
Notes
テレスコーピング機構により良好なTADを確保。
太い髄腔径にも適合し、安定性確保が出来ている。

出典：香川労災病院 整形外科部長 前原 孝 先生

18

PTN

Surgical Technique

Ordering Information※各ネイルにはセットスクリューが予めセットされています。
※

PTN ショートネイル

テレスコーピング ラグスクリュー

カタログ番号

サイズ

カタログ番号

サイズ

29820
29822
29824

径 10mm × 17cm

14-429302
14-429303
14-429304
14-429305
14-429306
14-429307
14-429308
14-429309
14-429310

70mm
75mm
80mm
85mm
90mm
95mm
100mm
105mm
110mm

径 12mm × 17cm
径 14mm × 17cm

近位径15.9mm 外反角6度 頚体角128度
販売名：EBI Troch ネイル システム
承認番号：21800BZY10117000
PTN ロングネイル※

カタログ番号

サイズ

右用

左用

29926
29928
29930
29932
29934
29936

28926
28928
28930
28932
28934
28936

ロング径 11mm × 26cm
ロング径 11mm × 28cm
ロング径 11mm × 30cm
ロング径 11mm × 32cm

＊65mm、115mm、120ｍｍはオプションです。
販売名：EBI Troch ネイル システム
承認番号：21800BZY10117000
フェニックススクリュー（5mm 径 セルフタップ フルスレッド）

ロング径 11mm × 34cm
ロング径 11mm × 36cm

R1800mm＊左右とも、24cm、38cm、40cmはオプションです。
販売名：EBI Troch ネイル システム
承認番号：21800BZY10117000
エンドキャップ
カタログ番号

サイズ

14-457000
14-457001
14-457005
14-457010

フラッシュ
0mm
5mm
10mm

＊15mmはオプションです。
販売名：EBI Troch ネイル システム
承認番号：21800BZY10117000

カタログ番号

サイズ

14-405026

26mm

14-405028

28mm

14-405030

30mm

14-405032

32mm

14-405034

34mm

14-405036

36mm

14-405038

38mm

14-405040

40mm

14-405042

42mm

14-405044

44mm

14-405046

46mm＊ 26mm 未満および 46mm より長いスクリューはオプションです。
販売名：フェニックス フェモラル ネイル システム
承認番号：22200BZX00526000

スライディング ラグスクリュー
カタログ番号

サイズ

29323
29324
29325
29326
29327
29328
29329
29330

75mm
80mm
85mm
90mm
95mm
100mm
105mm
110mm

＊115mmはオプションです。
販売名：EBI Troch ネイル システム
承認番号：21800BZY10117000

バイオメット・ジャパン
本社〒105-0011
東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
TEL 03-5404-5670㈹ FAX 03-5404-5677

大阪第一営業所／大阪第二営業所〒532-0003
大阪市淀川区宮原四丁目5番36号 セントラル新大阪ビル7階
TEL 06-6150-7020 ㈹ FAX 06-6150-7021

東京営業所〒105-0011
東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー6階
TEL 03-5404-5655 FAX 03-5404-5666

仙台営業所〒980-0011
仙台市青葉区上杉2丁目3番7号 K2小田急ビル7階
TEL 022-212-7331㈹ FAX 022-212-7332

バイオメット・ジャパン 東京ロジスティクスセンター〒140-0012
東京都品川区勝島１丁目４番３号 日通大井物流３号倉庫３階
トラウマ事業部お客様窓口
TEL 03-5404-5655 FAX 03-5404-5666
営業拠点：札幌、北関東、吉祥寺、横浜、名古屋、岡山、福岡
https://www.biomet.co.jp/
All trademarks herein are the property of Biomet, Inc.
or its subsidiaries unless otherwise indicated.
2007 Biomet Japan.

D3015-7/NOV15