ピカリング – PXI シミュレーション マップ

PXI PXI / PXIeアイコンは、モジュールが PXI と PXIe
PXIe の両方のフォーマットで利用可能であることを示します。ピカリングは、多くの PXI 製品を PXIeとして利用可能にすることを約束しています。

ハードウェアインザループ (HIL) & 故障挿入s

抵抗モジュール

ハードウェアインザループ(HIL)

ハードウェアインザループ（HILS）は、コントローラからの実際の信号を最終システムの動作をシミュレートするテストプラットフォームに接続します。電子シミュレ
ータは ECU のセンサー入力をシミュレートし、測定機
器は ECU の制御出力をキャプチャし、検証します。目的
は、ECU が既知の良好な状況で正しく動作し、何か問題が発生した場合に安全に動作することを確認することです。例えば、
アンチロックブレーキシステムなどです。
ドライバーがブレーキペダルを踏んだ場合、ホイールセンサーのワイヤが切れた場合には、
ブレーキシステム
は車両をできるだけ早く停止しなければなりません。

プログラマブル抵抗 / 抵抗センサーシミュレータ

精密抵抗モジュール

テスト対象の
コントロー
ルユニット

アクチュエ
ーター

実際の製品を実装している場合とまったく同じように、
設計と検証の反復が行われます。数え切れないほどの異なる故障の組み合わせを想定したすべてのテストシ
ナリオを再現できれば、ECU またはコントローラを包括的にテストし、実際の状況を作成し、物理テストを実行するために必要なコストと時間をかけずに済みます。

コントロール＆ シミュレーションの計算

PXI
PXIe

特徴

•チャネルあたり最大2.5W、5W、または 10W の電力処理

ヒューマンインターフェース(HMI)と開発

モデルファミリ40-251

シミュレー
ション
後の分析

チャンネル数1, 2, 41, 2
1
または 8 または 4 または 2

レゾリューション

0.125, 0.25, 0.5, 1 または 2Ω

─精度モジュール精度±0.3% ±レゾ
リューション

ユーザー指定センサー

構成

動作環境のシミュレーションを示す
HILS モデル

障害挿入（フォルトインサーション）

40-252

最大22.3MΩに最大抵抗電力

2.5W

5W

標準オペレーション時間

安全上重要な ECU は、通常、一連の故障が導入される認証プロセスを経ます。ECU の応答が安全で予測可能な方法で動作するかどうかを確認するためです。通常は、故障を挿入するために手作業でパッチパネルが使用されます。ケーブルを使用して、ECU の I/O ラインを刺激および測定機器に接続します。I/O ラインは、オープン回路をシミュレートするために切断される場合があります。
また、GND、電源、
または他の I/O ラインとショートした状態をシミュレートさせる場合があります。エンジニアは、所望の故障をシミュレートするためにパッチケーブルを繋ぎ変え、結果を測定します。ただし、この方法には多くの欠点があります。

40-25340-281

固定値のポテンシャルディ
バイダー

24 または 48

12 または 24

12 または 24

40-29010W

40-29140-292

プログラマブル抵抗

40-2943, 5, 6, 10 または 18

1, 2, 3, 4, 5 または 92 または 4

16ビット

8ビット

8ビット

0.25Ω, 0.5Ω, 1Ω または 2Ω

抵抗精度 5%±0.5Ω

抵抗精度 1% ±レゾリューション

0.5Ω ~   40Ω ~ 295Ω,
10Ω ~ 2.56kΩ
128Ω

最大 131kΩ
3ms

<10mΩ

<2mΩ <15mΩ

抵抗精度±0.5% (±1% >1MΩ)モジュール モジュール精度
精度 0.1% ±0.08% ±70mΩ
90Ω ~
8kΩ

6, 12 または 18<8mΩ

1.5Ω ~   10Ω ~  
2.9kΩ 36kΩ

40-265

<10mΩ

<50mΩ

90Ω ~
250Ω

900Ω ~
2.5kΩ

40Ω ~
900Ω

100mW

200Ω ~  
4.5kΩ

37-pin D-タイプ

15-pin D-タイプ &  9-pin D-タイプ
１スロット

殆どのアプリケーションでは、次のような障害が最小限モデル化される必要が
あります。

入力電圧

• DUT へのオープンサーキット接続

T従来の障害挿入システムでは、手動で障害を挿入するためのパッチパネルが使われています。

• DUT ピン間のショートサーキット• GND または電源へのショートサーキット• 抵抗故障構成

2, 4  または  6

1

PXI バックプレーンからの +3.3V,+5V, ±12V

PXIバックプレーンからの+5V

調整可能な0Vから7V、700Vまでスタック可能

出力電圧調整可能な 0V から 6V

最大電流300mA ソス
100mAシンク

2.8Aソース
0.5Aシンク

コネクタタイプ

37-pin D-タイプ

25-pin D-タイプ

幅（PXI-1、PXI-ハイブリッド）

特徴
モデルファミリ41-753可変電圧ソースとカレントソース、
カレントシンク

チャンネル数350Ω
ブリッジ

0.125, 0.25, 0.5, 1または2Ω
モジュール精度±0.2%±レゾリューション

1kΩ, 1.5kΩ, 2kΩ
または3kΩ ブリッジ

最大22.3MΩに0.5W

26-pin D-タイプ &  9-pin D-タイプ
1または2スロット

熱電対シミュレータ

37-pin D-タイプ
１スロット

LVDT/RVDT/レゾルバ シミュレータ

アナログ出力 / カレントループシミュレータ

PXI
PXIe

PXI
PXIe

41/43-752A

構成

モジュール
精度 0.03%<10,12.5,20または
25mΩ
モジュール精度
0.06%

センサー / トランスデューサ シミュレータ

スイッチ シミュレータ•理想的なバッテリー スタック エミ •携帯電話のパワーサプライとポータブル バュレーションッテリー機器のシミュレーション

モデルファミリ3, 4, 6, 9 または 18

0.3ms

PXI
PXIe
特徴

2, 4 または 6<2mΩ

400Ω ~
9kΩ

•オートモーティブ向け リーク もしくは 汚れたスイッチコンタクトのシ
ミュレーション
•12 V または 24 V システムに最適
40-480オートモーティブ スイッチシミュレーター

•ミリボルトソース•独立して分離されたチャネル

41-760構成

41-761

熱電対シミュレーションに適したミリボルトソース

I/Pチャンネル数—

チャンネル数8, 16, 24 または 32

入力チャンネルタイプ—

レゾリューション

0.7 µV, 1.7 µV & 3.3 µV レゾリューション

シングル  または デュアル,8 または 16

O/Pチャンネル数

8, 16 または 32

出力チャンネルタイプ

リーク もしくは 汚れたスイッチのシミュレーション

コネクタタイプ

37-pin D-タイプ

幅（PXI-1、PXI-ハイブリッド）

１スロット•ミリボルトソース•複数チャネル

特徴
モデルファミリ40-485•広帯域レンジ•複数チャネル•PXI および PXIe バージョン•複数の動作モード• 4 つのチャネルバンクで完全なアイソレーション•PXI および PXIe バージョン

41-670 & 43-670

リニアおよびロータリーディファンシャル トランスフォーマー およびリゾルバシミュレーション

4-20 mA、0-24 mA、+/-24 mA カレントループシミュレー
ション、0-5 V、+/-12 V および+/-5 V

16 ビット(出力)16 ビット(1μA以内の出力)—モジュール精度 ±0.1%±レゾリューション

最大 4 または 8

4, 8, 12 または 6

0.1% ±5μV (±20 mV 範囲)
0.1% ±10μV (±50 mV 範囲)
0.1% ±15μV (±100 mV 範囲)

抵抗レンジ±20 mV, ±50 mV & ±100 mV

300 Hz ~ 20 kHz

上記と同様

78-pin D-タイプ

50-pin D-タイプ

78-pin D-タイプ

１スロット

１スロット

１スロット

幅（PXI-1、PXI-ハイブリッド）

フォルト インサーション モジュール

フォルト インサーション マトリックス

41-765 & 43-765

精度

コネクタタイプ

１スロット

40-298正確なプログラマブル抵抗<100mΩ

モジュール精度 0.1%

40-297A

ストレインゲージ シミュレータ

4, 8, 12, 16, 20 または 24<90mΩ

•簡単なソフトウェアコントロール•ショート / オープン回路シミュレーション3ms

スイッチ シミュレータ

バッテリー シミュレータ

40-263

PT100 RTD PT1000 RTD PT100 RTD PT500 RTD PT1000 RTD
シミュレータ シミュレータ シミュレータ シミュレータ シミュレータ

正確なプログラマブル抵抗

１スロット

バッテリー シミュレータ モジュール

40-2628, 12, 16 または 24-Bit

最大 16MΩ

•歪みゲージブリッジ抵抗回路
をエミュレート

0.5ms

9-pin D-タイプ

幅（PXI-1、PXI-ハイブリッド）

40-261

2

0.5W

1ms

•RTD をエミュレート•高い精度と高分解能

3

最大 33.5MΩ

15W

68-pin Micro-D

40-260

プログラマブル ポテン
ショメータ

1

96-pin Micro-D

40-296

プログラマブル抵抗

4

1W

40-295

プログラマブル抵抗

0.5ms

37-pin D-タイプ

40-2932

0.5Ω ~  
32kΩ

0.5W

•高速オペレーシ •高密度プログラム抵抗 •高精度ポテンションメ •非常に高い精度と安定性
ョンと高耐用性 •カスタマイズオプション ータ モジュール•優れたレゾリューションの対応可能•カスタマイズオプショ
設定
ン対応可能

プログラマブル
負荷抵抗

抵抗精度 0.5%

ユーザー指定3ms

コネクタタイプ

40-282抵抗の固定値を 2種類選択可
選択可能
能な抵抗

最大
102kΩ

1つ明らかな問題は、パッチパネルが大きいことです。操作は遅く、エラーが発生しやすく、繰り返し性がなくなります。
メンテナンスおよび労働コストが高く、操作には熟練した知識ベースの蓄積と文書化が必要です。現在も使用されている従来の故障挿入システムが示されています。
フェールテストの条件を、迅速かつ正確に再現することは、大きなアドバンテー
ジがあります。
このタイプのテストを自動化することは、人為的なエラーから自由で、追跡可能なレポートを生成するための最良の方法になります。計測器の決められた操作とリアルタイムの電気的故障の挿入の両方をソフトウェア制御できる能力は、テストプロセスを大幅に向上させます。障害挿入スイッチング
は、障害挿入プロセスを自動化します。原理はシンプルです。
スイッチングモジ
ュールは、シミュレータ（テストシステム）とテスト対象（ECU /コントローラ）の間に配置され、信号を変更せずに通過させるか、障害条件を追加することができます。

40-280

プログラマブル抵抗

抵抗レンジ•抵抗範囲を拡張す •最大 15W 負荷 •追加リレーオプション
るための追加リレー
抵抗•ショート / オープン回路
オプション
シミュレーション•簡単なソフトウェアコン
トロール•固定値の抵抗モジュール•ユーザーが抵抗値を設定可能

モジュラー ブレークアウト システム

フォルト インサーション スイッチ

ブレークアウト ボックス ＆ 障害挿入ユニット

PXI
PXIe
特徴

モデルファミリ構成
リレータイプ•高精度フォルトインサーション ブレークアウト マトリックス•2 または 3ピン ブレークアウト対応可能•パワーフォルト インサーシ
ョン ブレークアウト マトリックス

40-592A

40-595A

デュアル 31x4 ~ デュデュアル 31x4 ~ デュ デュアル 20x4 ~ デ デュアル 20x4 ~ デュデュアル 16x2 ~ デュアル
アル 124x4 フォルト アル 248x4 フォルト ュアル 80x4 フォルト アル 160x4 フォルト
30x2 フォルト マトリックス,
マトリックス, 2-Pin ブ マトリックス, 2-Pin マトリックス, 3-Pin マトリックス, 3-Pin ブ
3-Pin ブレークアウト
レークアウトブレークアウト
ブレークアウト
レークアウトピカリング社 計測器品質 リードリレー

最大スイッチ電圧

150 VDC/100 VAC

最大スイッチ電流

1 A/1.2 A

最大スイッチ電力

20 W

標準オペレーション時間

125 VDC/250 VAC

10 A (マトリックス)
8 A (ブレークアウト)
300 W/2500 VA

0.5 msコネクタタイプ
幅（PXI-1、PXI-ハイブリッド）

メカニカル

10 ms

78-pin D-タイプ
4 スロット

8 スロット

4 スロット

8 スロット•高密度•高電力•ソリッド ステート スイッチング•高突入電流レート

40-190B

40-191B•高電力•メカニカル スイッチング

40-192A

32, 64 または 74 チャンネル, 1 または 2 フォルトバス
(4 または 8 フォルト入力)

6 Signal チャンネル,2 フォルトバス(2 フォルト入力)

メカニカル

ソリッドステート リレー

40-193A

40-194A

7 Signal チャンネル,1 または 2 フォルトバス
(1 または 2 フォルト入力)•1A – アビオニクス/オ •5A - アビオニクス/オ •2 Amp
ートモーティブ アプリ ートモーティブ アプリ •高密度
ケーション向け
ケーション向け•ローコスト40-19540-19640-197A•5 Amp•高密度•ローコスト•10 Amp•高密度

40-198•差動•CAN, FlexRayに最適

40-199•高帯域幅•Ethernet AFDX &BroadR-Reachに適しています40-20011 または 22 Signal 5 または 10 Signal チャ 16 または 34 Signal チ 20 Signal チャンネル, 1
10 Signal チャンネル,4 または 8 Pair 差動,チャンネル ペア, 4 また ンネル ペア, 5 または 10 ャンネル, 4 フォルト バ または 2フォルト バス (3 1 または 2 フォルト バス
4 フォルト バス
は 8 フォルト入力
フォルト入力ス (8 フォルト入力) または 6 フォルト入力) (1 または 2 フォルト入力)(8 フォルト入力)
メカニカル•1000/100Base-T1•高密度•ECU テスト•ローコスト• アビオニクスまたは自動車試
験に適しています40-20140-2024 または 8 Pair 差動,
2 フォルト バス(4 フォルト入力)

11 または 22 Signal
チャンネル ペア,
11 または 22 フォルト入力

165 VDC/115 VAC±40 VDC/AC pk±200 VDC/AC pk

16 VDC

150 VDC/100 VAC

110 VDC/100 VAC

300 VDC/250 VAC

110 VDC/250 VAC

125 VDC/250 VAC

100 V

150 VDC/100 VAC

2A

40 A

10 A

20 A

1A

5A

2A

5A

10 A

0.3 A（2 A フォルトバス）

2A

60 W

1600 W

2000 W

280 W

60 W

150 W/500 VA

60 W

150 W/1250 VA

300 W/2500 VA

30 W (60 W フォルトバス)

60 W

20-pin GMCT &3-pin パワー D-タイプ

78-pin  D-タイプ

3 ms

250 µs

70 µs

10 ms

37-pin D-タイプ

160-pin DIN 41612

8-pin パワー D-タイプ

8 スロット１スロット

2 スロット

25 ms

3 ms

96-pin Micro-D

10 ms

50-pin  D-タイプ

3 ms
78-pin  D-タイプ

50-pin  D-タイプ

10 ms

3 ms

160-pin DIN 41612

PXI
PXIe

•障害挿入用に最適化されたモジュラー パッチパネル•さまざまなシャーシおよび特定のピカリング 障害挿入ユニットモジュールで動作するように設計されています•様々な電流と電圧要件に対応する多くのオプション•特定の要件に一致するカスタマイズされたバージョン•1000/100Base-T1•700 MHz 差動

40-20340-204

差動シリアルインターフェー
MUX を含む2ペアまたは1ペスで使用するための3または アの2ワイヤ接続で使用するため
6ペアの2ワイヤ接続に設計されています。
リードリレー

200 V

メカニカル

0.5 A（ホットスイッチ）、0.8 A（キャリー）––

0.5 ms

3 ms
MMCX

１スロット

pickeringtest.com

ピカリング – PXI 計装 マップ

PXI PXI / PXIeアイコンは、モジュールが PXI と PXIe
PXIe の両方のフォーマットで利用可能であることを示します。ピカリングは、多くの PXI 製品を PXIeとして利用可能にすることを約束しています。

ピカリングインターフェース社の PXI モジュール• ピカリング社が製造するすべての製品には、標準の 3 年間保証が付いており、長期サポートが保証されています。

1

System Controller

2Star Trigger Controller

3

Peripheral Slot

4

Peripheral Slot

5

Peripheral Slot

6

Peripheral Slot

7

Peripheral Slot

8

Peripheral Slot

シャーシスロット• 様々な種類のケーブルとコネクタを提供できます。

• ピカリングインターフェース社は、PXI システムアライアンスのスポンサーメンバーです。

モデルファミリピカリング PXI モジュー
ルのシャーシを選択する際には、必要なすべてのモジュールのシャーシスロット幅に注意してください。

また、ピカリング社の超高密度 4mm 2 リードリレ
ー製品ラインもご紹介します。
これらのリレー
は 4 mm x 4 mmピッチに積み重ねることができ、業界で現在最高の実装密度を実現し、高密度マトリックスやマル
チプレクサに最適です。

8 スロット19 スロット

40-92440-923A• 高性能シャ• 高性能シャーシーシ•リモート マネジメ
•リモート マネ ント システム
ジメント システム

特徴• ソフトウェアドライバとアプリケーションソフトウェアパッケージ：C / C ++、LabVIEW™、LabVIEW RT、.NET、VB、LabWindows / CVI、
MATLAB®、Python、ATEasy、TestStand™、Veristand™ および SwitchExecutive™（IVIドライバー経由）などの一般的なプログラミング言語す
べてのシームレスなインストールとサポートを提供する LXI および PXI 製品のドライバパッケージを提供します。ピカリング社のドライバー
は、すべての製品専用のビューを備えた共通の一般的なソフトウェアフロントパネルを使用しています。ピカリング社のソフトウェアアプリケ
ーションパッケージには、診断テストツール、Switch PathManager™ 信号ルーティングソフトウェア、
シーケンスマネージャー、ケーブル設計
ツール、PXI＆LXI シミュレーションツールが含まれています。詳細については、pickeringtest.com/software をご覧ください。

増幅器 & 減衰器モジュール

8 スロット14 スロット

40-90840-914•BRIC などのワイドモ • 高性能シャーシ
ジュールの効率的な •ホットスワップ可能構築のための 6 つのなパワーサプライユ
メカニカル拡張スロ
ニット
ット

シャーシ選択ガイド：

PXI および PXIe（PXIe および/またはハイブリッドスロットを備えた PXIe）• 1,000 種類以上の PXI スイッチング＆シミュレーションモジュールを
任意のベンダーの PXI/PXIe 計器と組み合わせて使用• 埋め込みまたはリモート Windows PC 制御

PXI
PXIe

8 スロット

18 スロット

41-924/51-924

42-92442-925PXIe コントローラー• PCIe から PXI • Gen3 高性能 • Gen3 高性能シャ
シャーシ
ーシ
制御インター
フェースキット • リモート管理 • リモート管理シス
システム
テム• PXI Express イ
ンタフェース
を提供

18 スロット––

2 スロット

4 スロット

6 スロット

7 スロット

18 スロット

42-92643-92043-921-001/002
and Kits

60-10460-10560-10660-102D

60-103D• Gen2 高性能シャ•PXIe 組み込みコ •PCIe から PXIe •ピカリングの3U PXI モジュールを LXI 環境でホス •ピカリングの3U PXI モジュールをーシントローラー
制御インター
トするシャーシで、イーサネットまたはUSB接続を LXI環境でホストするシャーシで、• 費用対効果が高い • 最大スループット フェースキット
介してリモート制御が可能
イーサネットまたは USB 接続を介• リモート管理シス
14GB/s•デイジーチ
してリモート制御が可能
テム•多様性のあるコェーンオプシンパクト
ョンピカリング LXI または LXI / USBモジュラーシャーシ（ピカリング PXI スイッチング＆シミュレーションモジュールのみを受け入れます）：• イーサネットはシャーシ / コントローラ電圧の絶縁を• 1,000 種類以上のピカリング PXI モジュールから選択
提供します• イーサネットまたは USB 制御により遠隔操作が可能• Windows オペレーティングシステムに依存しません

3U PXI モジュールは、次のタイプのシャーシと互換性があります：• 3U PXI および 3U Compact PCI（cPCI）仕様に準拠したすべてのシャーシ• 3U PXI Express（PXIe）
シャーシのレガシーおよびハイブリッド周辺スロット• ピカリングインターフェイス LXI または LXI / USB モジュラーシャーシ

モジュールの 3U PXIe バージョンは、次のタイプのシャーシと互換性があります：• 3U PXIe 仕様に準拠したすべてのシャーシ• 3U PXI Express（PXIe）
シャーシの PXIe およびハイブリッド周辺スロット• 電源シーケンスの耐性

年
年

保証

プロトタイピング

デジタル I/O

ファンクションジェネレータ

シャーシ & リモートコントローラ
増幅器 & 減衰器モジュール
ウェーブフォーム ジェネレーション
デジタル I/O＆プロトタイピング
USB
パワーサプライ低電圧 / 電流ソース
接続性

PXI
PXIe

•ドライバレスのソフトウェアサポート• 統合されたモジュールのタイミングと同期

プログラマブル抵抗
抵抗センサーシミュレータ
バッテリー シミュレータ
スイッチ シミュレータ
センサー / トランスデュー
サシミュレータ
故障挿入スイッチング

LXI Ethernet/USB シャーシ

• LXI は Web ブラウザを介した手動制御が可能です• PXI Express の高いデータ帯域幅

増幅器–• ほとんどのコントローラーから低コストで制御できます•リアルタイムオペレーティングシステムのサポート

ウェーブフォーム ジェネレーション

減衰器

PXI/PXIe ハイブリッドシャーシ

PXI コントローラ

PXI
PXIe

• ピカリング社の製品範囲がお客様のアプリケーションに適合しない場合、お客様の仕様に合わせてシステムを開発するための敏捷性と専門知識があります。

ピカリング社は、PXI スイッチを提供している企業の中で、唯一の自社でリードリレーを製造する能力があります。計測器グレードのリードリレーは、SoftCenter ™ テクノロジーに
より高耐用性を保証し、持続可能なスイッチ性能を実現します。
（詳細は、pickeringrelay.
com をご参照ください。）
さらに、ピカリング
インターフェース社のスイッチモジュールのほとんどは、
スルーホールタイプのリレーのため、特別なツールを使わずに容易にメンテ
ナンスのために交換ができます。

シャーシ & リモートコントローラ

PXI シャーシ

ピカリング社では、テストシステムを設計、展開、維持することが困難な場合があることを理解しており、エンジニアリングチームが限られた期間と予算内で業務を遂行するのに役立つ製品とサービスを提供することに努めています。スイッチとシミュレーションはピカリング社のコアコ
ンピタンスであり、PXI、PXIe 、LXI、USB および PCI スイッチおよびシミュレーション製品の範囲を継続的に拡大しています。次の特長を持ちます。
• すべてのモジュールおよびケーブルの製造プロセスを柔軟な製造ラインで行うことにより、完全な製品管理と製品寿命（通常、15〜20 年）を実現します。

PXI シミュレーション＆計装モジュール マップ

USB

プロトタイピング モジュール

デジタル I/O モジュール

ピカリング PXI シミュレーション＆計装モジュール
マップは、PXI & PXIe シミュレーション＆計測モジュールの範囲、基本仕様、およびケーブルオプションのリファレンスを提供します。

USB ハブ1000 種類以上のスイッチング製品の範囲については、PXI スイッチング マップを参照してください。

接続ソリューションに関する情報については、
ケーブル＆コネクタ マップをご覧ください。
PXI
PXIe
特徴
モデルファミリ構成•高耐用性と高速オペ •高線性と DC  結 •600 V インプットレ
レーション
ーティング
合器
41-66041-18041-66141-650

ソリッドステート プロ
グラマブル RF 減衰器

プログラマブル
RF 減衰器

高電圧減衰器最大 5（600 Ω&10 kΩ
入力インピーダンス オ
プション）
DC ~ 120 kHz

高電圧増幅器チャンネル数

3 または 6

1 または 2周波数レンジ

10 MHz ~ 6 GHz

DC ~ 3 GHz

DC ~ 20 kHz

最大利得•最高  60 V ピークツー
ピークアウトプットに

41-182B

10（シン 5（ディファ
グルエ レンシャ
ンド）
ル）

最大減衰

1 つのチャンネルあた 1 チャンネルあた 1 つのチャンネルあり31.75 dB
り63 dB
たり160 回SMA

50-pin D-タイプ

幅（PXI-1、PXI-ハイブリッド） 1 または 2 スロット

モデルファミリ増幅変調, 選択可能な DC  オフセットとエッジ
もしくはレベルトリガ, 可変
周波数モデルファミリチャンネル数3

周波数レンジ

10 MHz  までの DC

I/Pチャンネル数

32

—

32

入力チャンネルタイプ

TTL—

0.3 V から 50  V までのスレッショルド

O/Pチャンネル数

32

64

32

機能

25-Pin D-タイプまたは SMB

10 MHz PXI クロックまたは外部クロック

コネクタタイプ

SMB

幅（PXI-1、PXI-ハイブリッド）

コネクタタイプ

１スロット

低電圧ソース40-411

デジタルI / Oモジュール

出力チャンネルタイプ

幅（PXI-1、PXI-ハイブリッド）

低電圧 / 電流源

パワーサプライ

40-410

構成

48 ビット

クロックソース

１スロット•32 チャンネル  I/O •64  チャンネルド •32 チャンネル I/O • 32 チャンネル I/O •光アイソレーション•ロジックまたはリ ライバ•プログラマブル •2 A 出力ドライバ •インダストリアルオートメー
レーコイルを動作 •内部または外部 スレッショルド•プログラマブルションのアプリケーションにするのに最適のリレー供給スレッショルド
最適

特徴

41-620A

20回

１スロット

電源

•任意の繰り返し連続波形の簡単な生成特徴

周波数レゾリューション

––コネクタタイプTTL or オープンコ
レクター
96-pin Micro-D

40-41240-413

リレードライバ モ プログラマブルスレッショルドのデジタ
ル I / Oモジュール
ジュール

40-49040-491

光アイソレーション デジタル I / O
モジュール DC / DC  コンバータ有り/ 無し16

6  V  スレッショルド

TTL

32

1 チャンネルあたり 最大
1チャンネルあた ハイまたは ローサイ ハイまたは ローサ
り最大１A , 60 V ドのドライバ（0.4  Aソ イドのドライバ（2  A +40  V、最大 400 mA のハイサース、0.5 A シンク） ソース、2  Aシンク）
イド  FET  スイッチのドライブ能力78-pin  D-タイプ
68-pin Micro-D
１スロット

特徴
モデルファミリ
構成
I/P チャンネル数•652 cm (102 インチ)  の 0.1" グリ •ブレッドボードとッドのプロトタイピングエリア
デジタル I / O およ
•デジタル I/O 有り / 無し
び電源供給
40-220A

40-225A

デジタル  I／O デジタル  I／O 無
ブレッドボード し ブレッドモジ
モジュール
ュール

•Dual ポジティ •Dual ネガティ •Dual 0 - 48 V 出力
ブ 出力
ブ出力
•完全なアイソレー
•非絶縁
•非絶縁
ション

•高精度 & 低ノイズ•リモートセンス特徴
モデルファミリモデルファミリ

41-735構成

プログラマブル電圧の電源

41-736

チャンネル数
入力電圧
出力電圧
最大電流
コネクタタイプ
幅（PXI-1、PXI-ハイブリッド）

41-740アイソレーション プログラマブル電源

2
バックプレーン バックプレーン
または外部電源 または外部電源からの+12 Vからの-12 V
調整可能
調整可能
な 0 V から+10 V な 0 V から-10 V
1 チャンネルあたり1A
25-pin D-タイプ
１スロット

41-743

1+56 VDC

2 つの PXI バックプ
レーンスロットからの +5 V

調整可能な 0 V から 48 V
1 チャンネルあたり2A

2 A（最大 20V）

ネジ付き ターミナル ブロック
2スロット

構成

•ミリボルトソース•独立して分離されたチャネル•複数の動作モード•4 つのチャネルバンクで完全なアイソ
レーション

41-76141-765 & 43-765

熱電対シミュレーションに適したミリボルトソース

4-20 mA、0-24 mA、+/-24 mA カレントル
ープシミュレーション、0-5 V、+/-12 V および+/-5 V

チャンネル数8, 16, 24 または 32

レゾリューション

0.7 µV, 1.7 µV & 3.3 µV レゾリューション

16 ビット(1μA以内の出力)

精度0.1% ±5μV (±20 mV 範囲)
0.1% ±10μV (±50 mV 範囲)
0.1% ±15μV (±100 mV 範囲)

モジュール精度± 0.1% ± 解像度

抵抗レンジ±20 mV, ±50 mV & ±100 mV

上記と同様

78-pin D-タイプ

78-pin D-タイプ

コネクタタイプ
幅（PXI-1、PXI-ハイブリッド）

１スロット

4, 8, 12 または 16

１スロット

オンボード DC-DC
コンバータの有り、無し

入力チャンネルタイプ

TTL

—
—

TTL

O/P チャンネル数

32

—

32

—

TTL、低電圧 TTL またはオープンコレクタ

出力チャンネルタイプ
コネクタタイプ
幅（PXI-1、PXI-ハイブリッド）

TTL

9, 15, 25, 37, 50, 78-pin D-タイプ,
96-pin Micro-D, 20-pin GMCT
1 または  2 スロット

32

ケーブル＆コネクタ

特徴

40-738 / 42-738A

構成

USB 2.0 ハブ と プ
ログラマブル接続/ 切断

最大スイッチ電圧50-pin D-タイプ
１スロット

ソリッドステート リレー

最大スイッチ電流

0.5 A

2.5 W

コネクタタイプ

USB Type A

幅（PXI-1、PXI-ハイブリッド）

—

１スロット

マス インターコネクト

マス インターコネクトンジ参照
コネクタ＆バックシェル

多目的ケーブルアセンブリ

RF ケーブルアセン
ブリ

www.vpc.com

今日、私たちは高性能な電子テスト および 検証システムの開発と展開を効率化するためのモジュラーシグナルスイッチング、
シミュレーション、
ソフトウェア、サービスを提供しています。PXI、LXI、USB、PCI アプリケーション向けに業界で最も広範なスイッ
チング および シミュレーションソリューションを提供しています。
スイッチングおよびシミュレーションソリューションをサポートするために、
アプリケーションソフトウェアとソフトウェアドライバー、
さらにサポートする接続およびケーブルソリューションの完全な範囲も提供しています。

また、既存の PXI モジュールを PXIe で提供するプログラムもあり、すでに数百の PXIe モジュールが利用可能です。両方のフォーマットで利用可能なモジュール
は、PXI / PXIeアイコンでこのマップに識別されます。

O当社のケーブル設計ツールは、お客様の要件を正確に満たす
ケーブルアセンブリを定義できる無料のオンラインツールです。

詳細については、pickeringtest.com/cdt をご覧ください。

販売 ートオフィス
Agent/Rep Offices

PXI ピカリングは、PXI および PXI Express（PXIe）規格の両方をサポートすること
PXIe を約束し、可能な限り両方のフォーマットで新しいモジュールを提供します。

ケーブル デザインツール•カスタマイズされたケーブルアセンブリのグラフィカルな設計• 標準のケーブルセットの内蔵ライブラリをカスタマイズの基礎として使用することも、ケーブルをゼロから定義することもできます• クラウドに標準的なケーブルアセンブリを保存しおき、標準ケーブルのデザインを元にカスタマイズしたり、新規でケーブルをデザインできます• 各ケーブルデザインには、すべてのケーブル仕様を詳述した PDFドキュメントファイルを出力できます• コネクタタイプ、
ワイヤタイプ、ピン定義、ピン＆ケーブルラベリン
グ、ケーブルバンドリング、長さ選択、スリーブ加工、
コメントなど、詳細な設計情報を含めることができます• 独自のコネクタとワイヤを追加できます• 主要なタブレットの OS をサポートしています

ピカリング インターフェース社（Pickering Interfaces 社）は、1988 年に英国クラクトン・オン・シーに設立されました。英国とチェコに2つの製造施設があり、アジア、欧州、北米に直接セールス・サポートオフィスがあります。当社の従業員は、お客様を最優先にしたアプローチにより、製品を最高の状態にして短期間でお客様に届けることに専念しています。

—

最大スイッチ電力

標準オペレーション時間

ピカリング インターフェース社について

ピカリング社は、交換可能なテストアダプタ(ITA)が  PXI ベースのテストシス
テムの利用を求めるとき、マス インターコネクト ソリューションの利用を推奨します。ピカリング社の PXI モジュールの全製品は、マス インターコネクト
ソリューションの VPC と MacPanel をサポートしています。

•20 種類を超えるコネクタ製品ファミリ•1,000 類を超える製品•カスタマイズされたケーブル

詳細については、当社の Web サイト：
pickeringtest.com/cables-connectors
を参照してください2023•8  ポート USB ハブ•バックプレーンからデータをストリーミング

モデルファミリリレータイプ

ケーブル＆コネクタ ソリューション

低電流/電圧ソース

PXI
PXIe

40-22832

ピカリング社の製品をサポートするため、豊富なケーブ
ル＆コネクタソリューションを提供しています:特徴

pickeringtest.com

PXI
PXIe

スイッチング | シミュレーション | プログラマブル抵抗 | カスタムデザイン | ソフトウェア | リードリレー | ケーブル & コネクタ

DIN レール マウント
コネクタブロック

販売 & サポートオフィス
Pickering Interfaces Inc., USA
Tel: +1 781-897-1710 | e-mail: ussales@pickeringtest.com

www.macpanel.com

Pickering Interfaces Ltd., UK
Tel: +44 (0)1255-687900 | e-mail: sales@pickeringtest.com
Pickering Interfaces Sarl, France
Tel: +33 9 72 58 77 00 | e-mail: frsales@pickeringtest.com
Pickering Interfaces GmbH, Germany
Tel: +49 89 125 953 160 | e-mail: desales@pickeringtest.com

モジュール実装 コネ
クタブロック

Pickering Interfaces AB, Sweden
Tel: +46 340-69 06 69 | e-mail: ndsales@pickeringtest.com
Pickering Interfaces s.r.o., Czech Republic
Tel: +420 558 987 613 | e-mail: desales@pickeringtest.com
Pickering Interfaces, China
Tel: +86 4008-799-765 | e-mail: chinasales@pickeringtest.com

pickeringtest.com

オーストラリア、ベルギー、
カナダ、中国、
インド、
インドネシア、イスラエル、
イタリア、
日本、マレーシア、
オランダ、ニュージーランド、
フィリピン、
シンガ極、南アフリカ、韓国、
スペイン、台湾、タイ、ト
ルコ、ベトナムに現地の営業代理店があります。

本ドキュメントに含まれているピカリング、ピカリングのロゴ、BRIC、BIRST、eBIRST、SoftCenterは、ピカリングの商標です。
その他のブランドおよび製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。
© Pickering 2023 – All rights reserved
Lit–100-JP, Jun 2023

Pickering Interfaces 日本総代理店〒140-0004 東京都品川区南品川2-15-8
TEL: 03 (3450) 7201

FAX: 03 (3458) 8109
URL: www.andor.jp

E-mail: pickering@andor.jp

pickeringtest.com