ニプロハートラインTMの使い方 患者さん向け

機器編

Ｖｅｒ．１．４

当社推奨連携機器で測定し、測定結果を自動で取り込む場合には無線通信接続の設定（ペアリング）が必要です。

目 次ページ

１．当社推奨連携機器について

１

２．バイタルデータの送信方法について

２

３．機器接続設定画面

３

４．各連携機器のペアリング①ニプロ電子血圧計 NBP-1BLEをペアリングする

４②ニプロ電子体温計 NSM-1BLEをペアリングする

６③マシモSETフィンガー パルスオキシメータ
マイティサットをペアリングする

８④ニプロケアファストLink®をペアリングする

９⑤心電送信機Cocoron®をペアリングする

１２⑥ニプロ医用電子血圧計 NMBPをペアリングする

１５⑦ニプロ非接触体温計 NT-100Bをペアリングする

１８

５．再ペアリング

準備編

機器編

使い方 編

２０

困ったときは

準備編

機器編

使い方 編

困ったときは

１

１．当社推奨連携機器について
ハートラインアプリにペアリングできる機器の一覧表

ニプロ電子血圧計
NBP-1BLE

２０２１年８月現在

ニプロ電子体温計
NSM-1BLE

マシモSETフィンガー
パルスオキシメータ マイティサット

☛P.４～

☛P.６～

☛P.８

心電送信機Cocoron

ニプロ医用電子血圧計
NMBP

ニプロ非接触体温計
NT-100BⓇ☛P.12～

準備編

機器編☛P.15～

使い方 編

困ったときは☛P.18～

ニプロケアファストLink

Ⓡ

☛P.９～

掲載の機器は仕様を変更する場合があります。

１．当社推奨連携機器について

１

２

２．バイタルデータの送信方法について取得した測定値の送信方法は二通りあります。メニュー→機器接続設定で送信方法を指定します。
パルスオキシメータの結果
体温計の結果血圧計の結果血糖測定器の結果

１． 自動で送信
ペアリング完了後、「取得したバイタルを自動送信する：」のボタンを右にスライドさせてONにします。
Cocoronを含む場合はOFFにしてください。「Cocoron使用時の注意点」（☛ P.14)参照。

測定した時刻右へスライドONにすると緑色に変わります。
各機器で測定するとバイタル画面にはこのように表示されます。

２． 手動で送信（複数機器の測定結果をまとめて送信することができます。個別送信も可能です。）

ペアリング完了後、「取得したバイタルを自動送信する：」のボタンはOFFのままにします。
送信した時刻各機器で測定後TOP画面に測定結果が表示されます。

送信完了のメッセージが表示されます。
「閉じる」をタップします。

「見守り者へ送信」

準備編

機器編

使い方 編

をタップします。

困ったときはバイタル画面には送信した時刻が測定日時として表示されます。
２．バイタルデータの送信方法について

２

３

３．機器接続設定画面
各連携機器をペアリングする際の設定初期画面
測定値を自動取り込みする場合に設定します。アプリ上でのみ設定できます。Webブラウザのニプロハートラインでは設定できません。
複数機器をペアリングする場合は、一斉にペアリングモードにしてしまうとエラーになる可能性があります。個々にペアリングしてください。

１

２

準備編

お使いの端末の「Bluetooth設定」をONにします。

３
設定画面が表示されます。
この状態で各連携機器のペアリング設定を行います（☛各機器のペアリング設定へ）。

メニューから「機器接続設定」をタップします。

機器編

使い方 編

困ったときは

３．機器接続設定画面

３

４

４．各連携機器のペアリング ①ニプロ電子血圧計 NBP-1BLEをペアリングする①ニプロ電子血圧計 NBP-1BLE をペアリングする
各部の名称

４

カフ

血圧計の開始／終了スイッチを長押し（３秒程度）（背面）するとペアリングモードになります。
液晶

液晶に「Pr」と表示されます。
シリアルナンバー

開始／終了
スイッチ

接続時にシリアルナンバー（末尾６桁）が必要です。
あらかじめメモをとっておくと便利です。

５
未接続機器欄に「電子血圧計 NBP-1BLE」が表示されるので「接続」をタップします。

機器接続設定画面（☛P.３）の

１ ～ ３ を行い、「機器接続設定」画面にします。

準備編

機器編

使い方 編

困ったときは

４．各連携機器のペアリング①ニプロ電子血圧計 NBP-1BLEをペアリングする

４

５４．各連携機器のペアリング ①ニプロ電子血圧計 NBP-1BLEをペアリングする

６

７
ペアリング要求のメッセージが表示されます。

(接続済み機器欄に表示されます。
（ペアリング完了です。）

内の番号は機器によって異なります。）

血圧計背面にあるシリアルナンバー下６桁と合っていることを確認し、

８

（背面）

機器の「Pr」が消えて「End」が表示されるまで待ちます。
（「End」が表示されるまで他の機器のペアリングを行わないようにしてください。）「ペアリング」をタップします。

準備編

機器編

使い方 編

困ったときは

４．各連携機器のペアリング①ニプロ電子血圧計 NBP-1BLEをペアリングする

５

６

４．各連携機器のペアリング ②ニプロ電子体温計 NSM-1BLEをペアリングする②ニプロ電子体温計 NSM-1BLE をペアリングする

４

測定器のスイッチを短押しすると液晶に「L」が表示されます。

各部の名称
スイッチ
（背面）

５

液晶

４ の状態でもう一度スイッチを短押しすると液晶に「Pr」が表示され、ペアリングモードになります。

シリアルナンバー測温部

接続時にシリアルナンバー（末尾６桁）が必要です。
あらかじめメモをとっておくと便利です。

接続中マーク６

未接続機器欄に「電子体温計 NSM-1BLE」が表示されるので「接続」をタップします。

機器接続設定画面（☛P.３）の１ ～ ３ を行い、「機器接続設定」画面にします。

準備編

機器編

使い方 編

困ったときは

４．各連携機器のペアリング②ニプロ電子体温計 NSM-1BLEをペアリングする

６

７

４．各連携機器のペアリング ②ニプロ電子体温計 NSM-1BLEをペアリングする

７

８
ペアリング要求のメッセージが表示されます。

（「ペアリング」をタップします。

９内の番号は機器によって異なります。）

接続済み機器欄に表示されます。
（ペアリング完了です。）

体温計背面にあるシリアルナンバー下６桁と合っていることを確認します。

（背面）

10 機器の「Pr」が消えて「End」が表示されるまで待ちます。
（「End」が表示されるまで他の機器のペアリングを行わないようにしてください。）準備編

機器編

使い方 編

困ったときは

４．各連携機器のペアリング②ニプロ電子体温計 NSM-1BLEをペアリングする

７

４．各連携機器のペアリング

８③マシモSETフィンガー パルスオキシメータ マイティサットをペアリングする③マシモSETフィンガーパルスオキシメータ マイティサット をペアリングする
各部の名称

４ 測定器の凹部（表裏）を両面から押してセンサパッドを開きます（右図参照）。
開くだけでペアリングモードになります。

５ 未接続機器欄に「SPO2モニター MightySat」が表示されるので「接続」をタップします。

凹部（表裏）

ディスプレイ
センサパッドを開いた状態

発光部

６ 接続済み機器欄に表示されます（ペアリング完了です）。

タッチパッドセンサパッド

機器接続設定画面

バッテリボタン（☛P.３）の１ ～ ３ を行い、「機器接続設定」画面にします。
準備編

機器編

使い方 編

困ったときは

７ 機器の表示が消えるまで待ちます。
（表示が消えるまで他の機器のペアリングを行わないようにしてください。）
４．各連携機器のペアリング③マシモSETフィンガーパルスオキシメータ マイティサットをペアリングする

８

９

４．各連携機器のペアリング ④ニプロケアファストLink®をペアリングする④ニプロケアファストLink® をペアリングする

４

各部の名称
（背面）

測定器の決定ボタンを長押し（２秒程度）して電源を入れます。

（シール部拡大）戻るボタン（）
初期画面：「測定値を見る」

シリアルナンバー
決定ボタン（）

接続時にシリアルナンバー（末尾４桁）が必要です。
あらかじめメモをとっておくと便利です。

５、を押して「設定」を表示し、機器接続設定画面

１準備編～３を行い、「機器接続設定」画面にします。

機器編

決定ボタン

（☛P.３）の使い方 編

困ったときはをタップします。

「設定」を表示

４．各連携機器のペアリング④ニプロケアファストLink®をペアリングする

９

１０

４．各連携機器のペアリング ④ニプロケアファストLink®をペアリングする

６

７「端末登録管理」を選択します。

「ブルートゥース」を選択します。

９10「はい」を選択します。

準備編

８

機器編

11「通信中」と表示されます。

使い方 編「未登録」を選択します。

困ったときはアプリの未接続機器欄に「血糖測定器 ケアファストLink」が表示されるので「接続」をタップします。

４．各連携機器のペアリング④ニプロケアファストLink®をペアリングする

１０

１１

４．各連携機器のペアリング ④ニプロケアファストLink®をペアリングする

12

13

14
ペアリング要求のメッセージが表示されます。

６桁のパスワードが表示されます。

内の英数字が血糖測定器背面にある製造番号下４桁と合っていることを確認します。

＜ハートライン画面＞（15内の番号は機器によって異なります。）

16
12のパスワードを入力し、「ペアリング」をタップします。

準備編

機器編

使い方 編

内の番号は機器によって異なります。）

17
接続済み機器欄に表示されます。
（ペアリング完了です。）＜ハートライン画面＞（

困ったときは機器の表示が消えるまで待ちます。
（表示が消えるまで他の機器のペアリングを行わないようにしてください。）

４．各連携機器のペアリング④ニプロケアファストLink®をペアリングする

１１

１２

４．各連携機器のペアリング ⑤心電送信機Cocoron®をペアリングする⑤心電送信機Cocoron® をペアリングする
各部の名称

４
測定器の電源スイッチをONにスライドさせます。

LEDペアリングモードになります。
電源スイッチ
拡大

電源スイッチ
電極装着部

ON

電源スイッチ拡大

ON側にスライドさせると電源が入ります。
（LEDが点灯します。）

５
シリアルナンバー

機器接続設定画面（☛P.３）の１ ～ ３ を行い、「機器接続設定」画面にします。

準備編

機器編

未接続機器欄に「心電送信機 Cocoron＋シリアルナンバー」が表示されます。
背面のシリアルナンバーと合っていることを確認し、「接続」ボタンをタップします。

使い方 編

困ったときはシリアルナンバー

４．各連携機器のペアリング⑤心電送信機Cocoron®をペアリングする

１２

１３

４．各連携機器のペアリング ⑤心電送信機Cocoron®をペアリングする

参考Cocoron使用時の注意点が次のページにあります。

ペアリング後、心拍数計測間隔の設定ができます。
「設定」ボタンをタップします。

６
接続済み機器欄に表示されます。
（ペアリング完了です。）

各項目の設定は主治医の指示に従って設定してください。
＜設定初期画面＞

７

電源スイッチを「OFF」にします。

OFF（OFFにするまで他の機器のペアリングを行わないようにしてください。）

準備編

機器編

使い方 編

保存

困ったときはをタップすると設定が完了します。

４．各連携機器のペアリング⑤心電送信機Cocoron®をペアリングする

１３

１４

４．各連携機器のペアリング ⑤心電送信機Cocoron®をペアリングする

Cocoron使用時の注意点▶Cocoron を使用する際は、「取得したバイタルを自動送信する」 を ON（緑）にしないでください。
Cocoronの仕様上、医療者側がしきい値を設定している場合には、自動送信OFFの場合でもしきい値を超えたデータは自動で保存されます。
▶Cocoronとその他の当社推奨連携機器機器を併用される場合、測定後にホーム画面にある「見守り者へ送信」をタップすると自動で「バイタル」に保存されます（右図参照）。

準備編

機器編

使い方 編

困ったときは

４．各連携機器のペアリング⑤心電送信機Cocoron®をペアリングする

１４

１５

４．各連携機器のペアリング ⑥ニプロ医用電子血圧計 NMBPをペアリングする⑥ニプロ医用電子血圧計 NMBP をペアリングする

４

各部の名称

測定器のカフを長押し（３秒程度）すると室温が表示されます。
液晶

（底面）

シリアルナンバー
各種ボタン
接続時にシリアルナンバー（末尾６桁）が必要です。
あらかじめメモをとっておくと便利です。

５を押しながらを短押しするとペアリングモードになります。

機器接続設定画面（☛P.３）の１ ～ ３ を行い、「機器接続設定」画面にします。

準備編

機器編

使い方 編

困ったときは液晶に「Pr」と表示されます。
通信中マーク４．各連携機器のペアリング⑥ニプロ医用電子血圧計 NMBPをペアリングする

１５１６

４．各連携機器のペアリング ⑥ニプロ医用電子血圧計 NMBPをペアリングする

６７
未接続機器欄に「医科向け血圧計 UM-212」ペアリング要求のメッセージが表示されます。

が表示されるので「接続」をタップします。

（内の番号は機器によって異なります。）

血圧計底面にあるシリアルナンバー下６桁と合っていることを確認します。

注意）
ペアリング要求の型番と、表示名が異なります。
底面
シリアルナンバー

準備編

機器編

使い方 編

困ったときは

４．各連携機器のペアリング⑥ニプロ医用電子血圧計 NMBPをペアリングする

１６

１７

４．各連携機器のペアリング ⑥ニプロ医用電子血圧計 NMBPをペアリングする

８９
接続済み機器欄に表示されます。
（ペアリング完了です。）「ペアリング」をタップします。

血圧計の表示が変わります。

注意）
ペアリング要求の型番と、表示名が異なります。

10
血圧計の表示が室温に変わりましたら他の機器のペアリングが可能となります。
ペアリング中（SEｔ）

準備編

機器編

ペアリング完了（End）

使い方 編

困ったときは

４．各連携機器のペアリング⑥ニプロ医用電子血圧計 NMBPをペアリングする

１７

１８

４．各連携機器のペアリング ⑦ニプロ非接触体温計 NT-100Bをペアリングする⑦ニプロ非接触体温計 NT-100B をペアリングする

４

各部の名称

スキャンボタン

カバーをはずし、測定器上面のスキャンボタンを押して電源を入れます。

ディスプレイ「Lo」が表示されます。
プローブ
カバー

側面に「モードボタン」「メモリーボタン」がありますが、体温測定では使用しません。

電池蓋

機器接続設定画面

５
額に向けてスキャンボタンを押し、測定します。

（☛P.３）の１ ～ ３ を行い、「機器接続設定」画面にします。
測定例

準備編

機器編

使い方 編

困ったときは

４．各連携機器のペアリング⑦ニプロ非接触体温計 NT-100Bをペアリングする

１８

１９

４．各連携機器のペアリング ⑦ニプロ非接触体温計 NT-100Bをペアリングする

６８
未接続機器欄に「非接触体温計 NT-100B」が表示されるので接続ボタンを押します。

機器の表示が消えるまで待ちます。

（表示が消えるまで他の機器のペアリングを行わないようにしてください。）

７
接続済み機器欄に表示されます。
（ペアリング完了です。）

準備編

機器編

使い方 編

困ったときは

４．各連携機器のペアリング⑦ニプロ非接触体温計 NT-100Bをペアリングする

１９

２０

５．再ペアリング
連携機器の交換時や接続不安定な場合は再ペアリングを行ってください。下記２カ所の接続解除が必要です。
①ニプロハートラインの「機器接続設定」からの解除②お使いの端末の「Bluetooth接続機器」からの解除「未接続機器」欄に移動できたら解除の完了です。

３（①,②とも行った後、端末の再起動を行います。）

再起動後、再度ペアリングします。
例）SPO2モニター
MightySat①ニプロハートラインの「機器接続設定」からの解除
1②お使いの端末の「Bluetooth接続機器」からの解除（「 」内の名称やアイコンはお使いの端末により異なります。）

メニューから「機器接続設定」をタップします。

４ 端末（スマートフォンやタブレット等）の５「設定」をタップします。

「Bluetooth」をタップします。

６ 「ペアリングされたデバイス」から解除したい機器の詳細「i」をタップします。
２

解除する機器の７ 「このデバイスの登録を解除／ペアを解除」をタップします。

をタップします。

８例）SPO2モニター
MightySat

１ ～ ７ 後、アプリをログアウトし、端末の再起動をしてください。

③再ペアリング
再ペアリングは、上記手順でペアリング解除した後に行ってください。
各機器のペアリング方法は本書記載の通りです。

準備編

機器編

使い方 編

困ったときは

５．再ペアリング

２０

MEMO

準備編

機器編

使い方 編

困ったときは

MEMO

準備編

機器編

使い方 編

困ったときは