改訂新版

放射線機器学（Ⅱ）― 放射線治療機器・核医学検査機器 ―

監著

ナ
社

齋藤 秀敏
福士 政広
藤﨑 達也
布施
拓

コ

ロ

橋本 光康
浦橋 信吾
入船 寅二

共著

井上 一雅
三枝 健二

コロナ社

は

は

し

が

し

が

き

i

き

このたび「改訂新版 放射線機器工学（Ⅱ）―放射線治療機器・核医学検査機器―」を上梓することとなった。診療放射線技師を目指す学生にむけて本書の初版が発刊されたのは1991 年である。2004 年には「新版 放射線機器工学（Ⅱ）」として内容の見直しが行われ，さらに 13 年の時を経て内容を改訂して本書を発刊する。
この間，放射線治療および核医学診断分野の技術的な進展と理工学分野の技術開発による

ナ社

相乗効果で，放射線治療および核医学診断機器の種類は変化し，その機能は大幅に向上した。
例えば，2004 年頃にはおよそ 200 台の 60Co c 線遠隔治療装置，20 数台のマイクロトロンが使用されていたが，現在ではほとんど設置されていない状況となった。代わって 60Co c 線源を搭載するのは定位手術的照射のためのガンマナイフ装置，他の光子線・電子線治療はもっぱらリニアックで行われるようになった。また，陽子線や炭素線治療のためサイクロトロン
やシンクロトロンが日本だけでも 15 台を超えて稼働し，原子炉利用から加速器利用へと移ロ

行してホウ素中性子捕捉療法が実施できる施設数が拡大している。同時に放射線治療では投与線量と照射位置の確かさが求められ，治療計画用 CT，治療計画システムや各種固定器具

コなど周辺機器が利用され，品質管理・品質保証に対する知識が必須となった。
また，核医学検査機器では，2002 年に FDG-PET 検査が健康保険診療として採用されたのを契機として，PET 装置や PET／CT 装置および小形サイクロトロンの普及が加速度的に増加した。また，
既存のガンマカメラも SPECT／CT 装置が普及し多機能化している。さらに，
半導体カメラも実用化の時代に入り臨床現場で使用されるようになった。
このため，新たな著者を加えて大幅に内容の見直しを行って，改訂新版として刊行することとなった。本書第 1 編は第 1 章から第 9 章で構成されており，放射線治療機器に関連する項目を記述している。章は，加速器を利用した治療装置と放射性同位元素を装備した機器に大別した。また，加速器を利用した装置については，先に線形加速と円形加速の加速原理を述べ，つぎに診療用高エネルギー放射線発生装置と診療用粒子線照射装置として必要な構造について解説した。また，放射性同位元素を装備した治療機器については，外部照射と密封小線源治療に章を分けて記述した。周辺機器と品質管理の章については以前より内容の充実を図ったつもりであるが，紙面の都合上すべての機器，管理項目を網羅していないことについてはご容赦願いたい。

ii

は

し

が

き

第 2 編は第 10 章から第 17 章で構成されており，核医学検査機器および放射線管理機器に関連する項目を記述している。特に第 14 章では，前述した半導体カメラや SPECT／CT 装
置および PET／CT 装置に関して新たに記述し，充実を図った。また，他の章においても陳腐化した内容に関しては削除し，新たな内容を追加するとともに装置や器具およびファント
ム類の新たな写真を掲載した。一方，臨床ではほとんど利用されることがなくなった機器については削除したものもあるが，核医学検査機器の変遷を知るうえで必要な装置は残し，簡
単に説明するのみとした。また，周辺機器と品質管理に関しては内容を精査しコンパクトにした。
本書は診療放射線技師を目指す学生の入門書として国家試験出題基準を満たすだけでな
く，
放射線診療業務に従事した後も必要となる知識を提供できるよう心がけ記述した。また，
すでに放射線診療に従事されている方々の参考書として利用していただければ，執筆者の望

本書執筆の分担を下記に示す。
監著者

齋藤

秀敏

第 1 章～第 3 章，第 6 章，第 7 章

著

浦橋

信吾

第 1 章～第 3 章

入船

寅二

第3章

藤﨑

達也

第 4 章，第 5 章

者

ロ

第2編

放射線治療機器

布施拓

第 4 章，第 5 章

橋本光康

第 8 章，第 9 章

核医学検査機器

コ

第1編

ナ
社

外の喜びである。

監著者

福士

政広

第 10 章～第 17 章

著

三枝

健二

第 10 章～第 15 章

井上一雅

第 13 章～第 17 章

者

最後に，著者の無理を聞き入れ，発刊にあたりご尽力いただいたコロナ社の方々に心よりお礼申し上げる。
2017 年 3 月

著者しるす

目

次

第1編

放射線治療機器

1. 概
1.1

論

放射線治療機器および関連機器の発達 …………………………………………………… 1
初期の加速装置

1

1.1.2

1.1.3

重イオン加速器

3

1.1.4

電子加速器
治療

1.1.5

外部照射のための放射性同位元素

1.1.6

5

密封小線源治療のための放射性同位

元素

5

2

放射性同位元素による初期の放射線

ナ
社

1.1.1

7

1.2

放射線治療機器の分類 ……………………………………………………………………… 7

1.3

第 1 編 の 構 成 ……………………………………………………………………………… 8ロ

2. 線 形 加 速

線形加速の基礎 ……………………………………………………………………………… 92.2

静電型加速装置 …………………………………………………………………………… 10

2.2.1

コ

2.1

X 線装置

11

2 . 2 . 3 ヴァン・デ・グラフ装置

2.2.2

コッククロフト・ウォルトン装置（高電圧整流型加速装置）

14

15

2.3

線 形 加 速 器 …………………………………………………………………………… 16

2.4

電子線形加速器 …………………………………………………………………………… 18

2.4.1

パルス変調器

2.4.3

導

波

管

2.4.5

加

速

2.4.7

2.5

2.4.2

マイクロ波管

23

2.4.4

電

銃

24

管

24

2.4.6

冷却装置

29

真空装置

29

19

子

20

重イオン線形加速器 ……………………………………………………………………… 30

2.5.1

RFQ 線形加速器

30

2.5.2

ドリフトチューブ線形加速器

31

iv

目

次

3. 診療用高エネルギー放射線発生装置
3.1

電子ビーム偏向部（ベンディング部） ………………………………………………… 32

3.2

照 射 ヘ ッ ド 部 …………………………………………………………………………… 35

3.3

X 線ターゲット …………………………………………………………………………… 35

3.4

一次コリメータ …………………………………………………………………………… 38

3.5

平坦用フィルタ（フラットニングフィルタ） ………………………………………… 38

3.6

スキャッタラ（散乱箔，スキャッタリングフォイル） ……………………………… 39

3.7

線量モニタシステム ……………………………………………………………………… 39

3.8

照射野限定システム ……………………………………………………………………… 41

3.8.1

モノブロックコリメータ

3.8.3

電子線アプリケータ

3.8.2

マルチリーフコリメータ

4142

ウエッジフィルタ（くさびフィルタ） ………………………………………………… 43

3.9.1

3 . 10 治

物理ウエッジ

療

寝

43

ナ
社

3.9

41

3.9.2

非物理ウエッジ

44

台 ………………………………………………………………………… 44

3 . 11 サイバーナイフ ………………………………………………………………………… 45
3 . 12 ト モ セ ラ ピ ー ………………………………………………………………………… 46
3 . 13 Vero4DRT ………………………………………………………………………………… 46

加

速

原

理 …………………………………………………………………………… 47

コ

4.1

ロ

4. 円 形 加 速

4.1.1

サイクロトロン47

4.1.3

シンクロトロン

49

4.1.5

ベータトロン

4.2

4.1.2

AVF サイクロトロン

4.1.4

マイクロトロン

48

50

51

装 置 の 構 成 …………………………………………………………………………… 53

4.2.1

サイクロトロン（AVF サイクロトロン）

4.2.2

シンクロトロン

4.2.4

ベータトロン

54

53
4.2.3

マイクロトロン

55

56

5. 診療用粒子線照射装置
5.1

陽子線治療装置 …………………………………………………………………………… 59

5.1.1

照射野形成装置

59

5.1.2

その他照射に必要な装置

65

5.2

重粒子線治療装置 ………………………………………………………………………… 66

5.3

中性子捕捉療法 …………………………………………………………………………… 68

目

次

v

6. 関 連 機 器
6.1

X 線シミュレータ ………………………………………………………………………… 72

6.2

X 線 C T 装 置 …………………………………………………………………………… 73

6.3

放射線治療計画装置 ……………………………………………………………………… 75

6.4

患者セットアップと照射位置照合のための器具および装置 ………………………… 78

6.4.1

ポインタ

6.4.3

照射位置照合装置

79

6.4.2

ポータル画像装置

80

82

6.5

照射野形成用器具・補助装置 …………………………………………………………… 846.6

線量分布補正用器具 ……………………………………………………………………… 85

6.6.1

6.7

補償フィルタ

85

6.6.2

ボーラス

86

患者固定具と監視装置 …………………………………………………………………… 86

ナ社

7. 外部放射線治療機器の品質管理
7.1

受入試験と品質管理 ……………………………………………………………………… 89

7.2

品質管理項目と頻度 ……………………………………………………………………… 90

7.3

線量系の品質管理 ………………………………………………………………………… 90

7.3.1

線質指標

7.3.3

線量モニタシステムの校正

ロ

99

7.3.2

線量モニタシステム校正に必要な機

7.3.4

線量分布の平坦度と対称性

器，器具

96
101

幾何学系の品質管理 ……………………………………………………………………… 102

コ

7.4

94

7.4.1

照射野と光照射野の変位

7.4.3

マルチリーフコリメータの品質管理

103

7.4.2

アイソセンタと回転軸の変位，照射
ヘッドの振れ

104

105

8. 診療用放射線照射装置および診療用放射線照射器具
8.1

医療用密封線源の種類 …………………………………………………………………… 107

8.2 物

理

特

性 …………………………………………………………………………… 108

8 . 3 ガ ン マ ナ イ フ …………………………………………………………………………… 109
8.3.1

ガンマナイフの構造

8.3.3

精度管理

8.4

109

8.3.2

治療の手順

112

113

遠隔操作式後充填照射装置 ……………………………………………………………… 114

8.4.1

治療装置の構成

114

8.4.2

精度管理

116

vi
8.5

目

次

密封小線源の構造 ………………………………………………………………………… 117

8 . 6 密封小線源治療関連機器 ………………………………………………………………… 122

9. 小線源治療の品質管理
9.1

線

量

管

理 …………………………………………………………………………… 1269.1.1

線源強度測定（出力測定）

9.1.3

HDR 線源強度測定

9.2

126

9.1.2

LDR 線源強度測定

127

127

定期的な品質管理項目 …………………………………………………………………… 129

核医学検査機器

ナ社

第2編

10. 核 医 学 の 誕 生

11. 核医学検査装置の変遷

ロ12. 放射線測定器の種類

コ12 . 1 放射線検出の方法 ……………………………………………………………………… 137
12 . 1 . 1

気体電離検出器の特性

12 . 1 . 3

比例計数管

12 . 1 . 5

シンチレーション検出器

138

139

144

12 . 1 . 2

電

離

箱

139

12 . 1 . 4

GM 計数管141

12 . 1 . 6

半導体検出器154

12 . 2 c 線エネルギー分析装置 ………………………………………………………………… 158
12 . 2 . 1

c 線の検出12 . 2 . 3

マルチチャネル波高分析装置（多重158

12 . 2 . 2

シングルチャネル波高分析装置
161

波高分析器）

162

13. 試料測定装置と体外測定装置
13 . 1 試 料 測 定 装 置 ………………………………………………………………………… 165
13 . 1 . 1

ウェル形シンチレーションカウンタ
166

13 . 1 . 2

液体シンチレーションカウンタ
169

13 . 1 . 3

ラジオクロマトグラフ装置

175

13 . 1 . 4

目

次

RI キャリブレータ

179

vii

13 . 2 体 外 測 定 装 置 ………………………………………………………………………… 181
13 . 2 . 1

摂取率測定装置

13 . 2 . 3

動態機能検査装置

181
189

13 . 2 . 2

全身計測装置13 . 2 . 4

骨塩定量分析装置（骨密度測定
装置）

185

193

14. RI 画像診断装置
14 . 1 ガ ン マ カ メ ラ ………………………………………………………………………… 195
14 . 1 . 1

アンガー型ガンマカメラ

14 . 1 . 3

半導体ガンマカメラ

195

14 . 1 . 2

オートフルオロスコープ（多結晶形ガンマカメラ）

204

205

14 . 2 ガンマカメラの性能試験 ……………………………………………………………… 208

ナ社

15. 断層イメージング装置
15 . 1 単光子放射型 CT 装置（SPECT）
・SPECT／CT 装置 ………………………………… 210
15 . 1 . 1

原

理

210

15 . 1 . 3

画像再構成

211

15 . 1 . 5

性

215

能

15 . 1 . 2

投影データ収集15 . 1 . 4

装15 . 1 . 6

SPECT／CT 装置

置

210
213
217

ロ

15 . 2 陽電子放射型 CT 装置（PET）
・PET／CT 装置 ……………………………………… 218
15 . 2 . 1

原理

15 . 2 . 3

性

能

15 . 2 . 5

その他の PET 装置

218

コ

225

15 . 2 . 2装置の構造

15 . 2 . 4

PET／CT 装置

220
231

232

15 . 3 医用超小形サイクロトロン …………………………………………………………… 235

16. 核医学イメージング装置性能評価

16 . 1 ガンマカメラ性能評価 ………………………………………………………………… 237
16 . 1 . 1

面状線源ファントム

16 . 1 . 3

鉛バーファントム

16 . 1 . 5

その他の管理用ファントム

237
239

16 . 1 . 2

小形面状線源ファントム

16 . 1 . 4

鉛スリットファントム

238
239

240

16 . 2 SPECT 装置性能評価 …………………………………………………………………… 240
16 . 2 . 1

SPECT 用ファントム

16 . 2 . 3

臓器用ファントム

240
242

16 . 2 . 2

PET 装置性能評価

241

viii

目

次

17. 放射線管理用機器
17 . 1 個人被ばく管理用測定器 ……………………………………………………………… 245
17 . 1 . 1

蛍光ガラス線量計

17 . 1 . 3

アラームメータ249

17 . 1 . 5

ポケット線量計

255

17 . 1 . 7

個体飛跡線量計265

245

17 . 1 . 2

OSL 線量計

17 . 1 . 4

熱ルミネセンス線量計

17 . 1 . 6

フィルムバッジ

17 . 1 . 8

各種個人被ばくモニタの比較

248
250

262
266

17 . 2 環境管理用放射線機器 ………………………………………………………………… 266
17 . 2 . 1

空間線量率測定器（エリアモニタ）

17 . 2 . 3

水中放射能濃度測定器（水モニタ）

17 . 2 . 2

空気中放射能濃度測定器

17 . 2 . 4

表面放射能汚染密度測定器（表面汚

269

266
染モニタ）

272

274

引 ……………………………………………………………………………… 282

ロ「改訂新版 放射線機器学（Ⅰ）― 診療画像機器 ―」
主

コ

索

ナ
社

引用・参考文献 ……………………………………………………………………………… 277

目

次

1.

総

論

2.

X 線発生装置

3.

X 線機械装置

4.

X 線映像装置

診断用 X 線画像処理装置

5.

6.

関

連

機

器

7.

X 線増感紙・X 線蛍光板8.

診断用 X 線装置システム

9.

診断用 X 線装置の管理

10.

13.

要

医用 X 線 CT 装置

11.

磁気共鳴画像診断装置

12.

超音波画像診断装置

眼底写真撮影装置（眼底カメラ）

放射線治療機器

第1編

1. 概

論

放射線治療機器および関連機器の発達

1.1

ナ
社

放射線治療に用いられる電離放射線（ionizing radiation）には，電荷をもち原子を直接電離できる比較的軽い b 線および電子線，重粒子である陽子線，a 線，炭素線などと，電荷をもたず相互作用で発生する荷電粒子で間接的に原子を電離する c 線および X 線（光子線），
中性子線などがある（図 1 . 1）。

荷電粒子
（直接電離放射線）
電離放射線

ロ

非荷電粒子
（間接電離放射線）

陽子線，a 線，炭素線
c 線，X 線（光子線）
中性子線

放射線治療で利用される電離放射線の分類

コ

図 1.1

b 線，電子線

1895 年の Röntgen による X 線，そして 1898 年の Curie 夫妻による Ra の発見，つまり電子の加速によって発生する電離放射線の発見と，放射性同位元素から放出される電離放射線の発見から数年という短い期間に，放射線治療への応用が始まっている。
このように，放射線治療では電離放射線の発生源として，加速器または放射性同位元素を利用している。このことから，加速装置と放射性同位元素の歴史的視点からその変遷を概説
する1）〜 6）†。
1 . 1 . 1 初期の加速装置
1910 年代の後半から，熱陰極 X 線管や整流管の発明，また高電圧回路の発達により，管電圧 200 kV 程度の深部治療 X 線装置が製作されるようになった。1920 年代から 1950 年代
までは外部照射装置の主流は深部治療 X 線装置であった。

†

肩付き数字は，巻末の参考文献の番号を表す。

2

1.

概

論

さらに高い加速エネルギーが得られる加速器は，原子核物理学の研究のために発達した。
1932 年に，イギリスの Cockcroft と Walton が整流管とコンデンサによる多段の倍電圧回路
で高電圧を発生して陽子を加速し，初めて原子核の人工壊変を行った。ほぼ同時期に，Vande Graaff が絶縁ベルトに電荷を乗せて電極に運んで高電圧を得る方法，Lawrence らがサイ
クロトロンを発明した。1930 年代後半の欧米で，コッククロフト・ウォルトン（Cockcroft─Walton）装置，ヴァン・デ・グラフ（Van de Graaff）装置を用いて 1 MV から 2 MV の加速
電圧で X 線を発生させ，高エネルギー X 線による放射線治療が試みられた。
1.1.2 電 子 加 速 器
電子の加速器であるベータトロン（betatron）は 1922 年に Slepian によって提案され，1940 年アメリカの Kerst によって実用化された。1940 年代後半から 1950 年代にかけて，
ドイツ，スイスおよびアメリカで医療用装置として製作され，わが国では 1960 年に国産化

表 1.1

ナ
社

されて，1970 年代には約 40 台が医療施設で用いられていた。表 1 . 1 にわが国の医療用加
わが国の医療用加速器数の年次推移

ベータトロン

リニアック

7
30
45
48
44
24
11

2
32
86
170
275
467
519

マイクロトロン

サイクロトロン

2
9
20

1
2
5
11
15

1996
1997
1998
1999
2000

11
10
8
8
6

539
556
578
601
621

22
22
24
22
24

16
17
19
（1）
22
（1）
24（1）

1

コ

ロ

年度
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995

シンクロトロン

2001
2002
2003
2004
2005

5
5
2
1
1

628
647
656
671
691

24
24
24
23
23

29
（1）
36
（1）
42（1）
60
（1）
82
（1）

2
2
2
3
3

2007
2008
2010

1
1

725
747
752

14
12
5

118
（1）
126
（1）
127
（1）

3
3
8

747
783
802
824
827

4
4
4
2
2

127
（1）
131
（1）
135
（1）
140
（2）
143
（2）

7
8
9
10
11

2011
2012
2013
2014
2015

（注）2006 年度と 2009 年度は統計が実施されなかったため省略。
サイクロトロン装置数は PET 製剤用を含む。
（ ）内の数値は放射線治療用の装置数。
7）
，
8）
による。
日本アイソトープ協会発行「放射線利用統計」

1.1

放射線治療機器および関連機器の発達

3

速器数の年次推移を示す7），8）。ベータトロンは 1980 年代に 48 台が設置されていたが，現在では衰退した加速器となっている。
1944 年に Veksler によって提唱された電子加速器であるマイクロトロン（microtron）は，
1970 年代初めスウェーデンのメーカによって医療用装置として提供され，1970 年代後半か
ら医療施設に設置された。20 MeV を超える多様な電子線エネルギーを選択できることなどから，わが国では 1982 年から使用が開始され最盛期には 24 台が設置されたが，現在ではベータトロンと同様，衰退した加速器となっている。
1931 年にイギリスの Sloan がイオンの線形加速に成功した。しかし，当時は高出力の高周波発生器の製作が技術的に困難であったので，線形加速器はまったく顧みられなかった。
しかし，第二次世界大戦中に発達したレーダのための高周波技術を応用して，1947 年にイギリスの Fry らがマイクロ波による電子の線形加速を成功させた。1952 年には世界最初の医療用電子線形加速器（リニアック）がロンドンの Hammersmith 病院に設置され，高エネ

ナ社

ルギー X 線および電子線治療が普及することになった。

わが国では 1964 年ごろからリニアックによる放射線治療が開始され，1970 年代になると導入が広がり，1980 年に 170 台，1990 年に 467 台，2000 年に 621 台と急速に普及した。
1985 年頃から汎用リニアックを使用した定位照射が開始され，1990 年代後半になるとマル
チリーフコリメータを搭載したリニアックと 3 次元治療計画装置により，3 次元原体照射（3dimensional conformal radiotherapy：3D─CRT）や強度変調放射線治療（intensity modulatedロradiotherapy：IMRT）などの高精度放射線治療が行われるようになった。さらに現在では，
小形リニアックを工業用ロボットに搭載して定位照射が可能な CyberKnife 装置，CT 装置のコ

ガ ン ト リ に リ ニ ア ッ ク を 搭 載 し バ イ ナ リ コ リ メ ー タ を 併 用 し て 回 転 IMRT が 可 能 な
TomoTherapy 装置が開発されるなど，リニアックは 800 台を超えて使用され，現在では放射線治療の主流の加速器となっている。
1 . 1 . 3 重イオン加速器
1970 年代後半からは X 線 CT が治療計画に導入され，治療計画用コンピュータシステムの発展とともに標的体積への線量集中性を高めることが可能になり，高エネルギー X 線および電子線，すなわち低 LET（linear energy transfer，線エネルギー付与）放射線による治療成績が向上している。
一方，1960 年代後半から 1970 年代にかけて高 LET の速中性子線や，低 LET ではあるが線量分布が優れた陽子などの粒子線による治療が試みられるようになった。
速中性子線治療は，1938 から 1943 年にアメリカの Lawrence Berkeley Laboratory（LBL）
でサイクロ卜ロンを用いて行われた。当時は中性子線に対する生物学的知識や線量計測法が未熟であったため，良好な治療成績が得られず一時中止された。1960 年代後半になって再

4

1.

概

論

び速中性子線治療が行われるようになって，わが国でも 1973 年から 1990 年頃まで速中性
子線治療のためのサイクロトロンが 3 施設に設置されていた。
表 1 . 1 で 1980 年代から医療用サイクロトロンの設置台数が増加しているのは，核医学検
査用短半減期 RI 製造用小形サイクロトロンが普及したためである。
陽子線治療は，1954 年 LBL の大形サイクロトロンで試みられ，ブラグピーク（Bragg
peak，
飛程終端における吸収線量の極大部分）をもつ線量分布の有効性が示された。その後，世界的にも原子核物理実験用の加速器を用いて臨床研究が行われた。わが国でも放射線医学
総合研究所（放医研）において，1979 年から 70 MeV サイクロトロン（cyclotron）を用いて陽子線治療が開始された。さらに，1983 年には筑波大学陽子医科学センターに 250 MeV
シンクロトロン（synchrotron），1998 年 11 月には国立がん研究センター東病院に 235 MeV
サイクロトロンが設置され，陽子線治療が行われている。
r−中間子線による治療は，1974 年にアメリカ Los Alamos 中間子研究施設（LAMPF）でナ
社

超大形の陽子線形加速器を用いて始められた。その後 1979 年にはカナダ TRIUMF，1980 年にはスイス SIN で，それぞれセクタ分離型大形サイクロトロンを用いて行われた。r−中間子は陽子や電子をターゲットに衝突させて得られる二次粒子であり，発生には大形の加速器が必要となることから日本では実現に至らなかった。

1970 年台，LBL では線形加速器 SuperHILAC と大形シンクロトロン Bevatron で構成された Bevalac 用いて，炭素，ネオンなど重イオン線による治療が試みられ，がん治療の有用性

ロが示された。1994 年，世界で初めて医療用として設計された放医研の HIMAC（Heavy Ion
Medical Accelerator in Chiba）が稼働し，わが国での炭素線治療が開始された。2016 年現在，

コ

重イオン線治療のためのシンクロトロンが全国 5 施設に設置されている。
陽子線形加速器は 1955 年 Alvarez によって完成された。単独で治療に必要な加速エネル
ギーを得るためには装置が長大となることから，現在はサイクロ卜ロンやシンクロトロンの前段の加速器として利用されている。また，近年注目されている中性子捕捉療法（BNCT）
における中性子発生のための陽子加速器としても注目されている。
以上，各種加速器の加速の原理と特徴，発生する放射線を表 1 . 2 に要約する。
表 1.2
装置の種類

各種加速器の加速の原理と特徴，発生する放射線

加速粒子
または
線 源

加速の原理および特徴

発生する放射線とエネルギー

表在治療 X 線装置

電子

Greinacher 定電圧回路
X 線管

X線

深部治療 X 線装置

電

子

同

X線

上

最大定格
管電圧
50 kV
最大定格
管電圧
250 kV備考⎫｜｜日本ではほとんど治療⎬には用いられない。
｜
｜
⎭

1.1

5

放射線治療機器および関連機器の発達

表 1 . 2 （つづき）
装置の種類

加速粒子
または
線 源
子

陽

子

ヴァン・デ・グラフ装置（van de Graaff）

電陽共振変圧器型装置（resonance transformer）

発生する放射線と
エネルギー

備

考

多段整流器による直流高圧，粒子を直線軌道で加速

陽子

750 keV

X線

1 MV

子
子

ベルト起電による静電型，粒子を直線軌道で加速

現在医用には使用されて
いない。

電

子

変圧器の 2 次側に共振によって高圧発生
電子を直線軌道で加速

X 線 ⎫⎬中性子 ⎭数 MeV

陽子線形加速器（proton linear
accelerator）

陽子

マイクロ波電界
陽子を直線軌道で加速

陽子 〜 800 MeV（LAMPF）

超大形加速器，超大形加速器の入射器

電子線形加速器（electron linear
accelerator）

電子

マイクロ波電界
電子を直線軌道で加速

X線

4 MV
6 MV
10 MV
電子線 4〜20 MeV

主要な治療装置

ベータトロン（betatron）

電子

電子は磁束の変化による電界で加速し，磁界によって一定半径の円軌道上を周回する。

電子線
4 〜 26 MeV
X 線 26 MV

電子線治療装置
X 線出力が低い。
現在医用には使用されていない。

マイクロトロン（microtron）

電子

電子は共振空胴内のマイク
ロ波電界によって加速。電子は磁界により周回軌道，
エネルギーにより軌道を拡
大する。

X線

6 MV
10 MV
14 MV
21 MV
電子線 2〜22 MeV

治療装置

サイクロトロン（cyclotron）

陽 子
重陽子

粒子はディー電極に加えられた高周波電界で加速，磁界によって周回し，エネル
ギーによって軌道を拡大す
る。

中性子線
9
10
Be（d, n）
B
⎫ 6 MeV⎬⎭ 14 MeV
陽子線
70 MeV
235MeV

速中性子線治療装置（Beターゲット）

X線

数 MeV

ナ
社

陽

ロ

コッククロフト - ウォル
トン装置（Cockcroft-Walton）

加速の原理および特徴

超大形加速器の初段加速器

現在医用には使用されていない。

核物理実験用の数百
MeV 装置もある。

陽子線治療装置

陽子

サイクロトロンと同じ原理であるが磁極を 6 または 8つのセクタに分離して，加速の安定性を高める構造となっている。

陽子線 500 MeV（TRIUMF）
590 MeV（SIN）

原子核物理実験用加速器
陽子線やイオンの加速に用いられる。

シンクロトロン（synchrotron）

陽 子
重イオン
電 子

粒子を可変磁界によって周回させ，加速空胴内のマイ
クロ波電界で加速する。

陽子線

原子核物理実験用巨大加速器，陽子線やイオンの加速に用いられる。

コ

セクタ分離型サイクロト
ロン

500 MeV
12 GeV（KEK）

1 . 1 . 4 放射性同位元素による初期の放射線治療
226
放射性同位元素の放射線治療への利用は，
Ra の c 線照射器具による小線源治療に始まり，

1910 年には Werner によって 0 . 3 g（111 MBq）の 226 Ra 線源を用いたテレキュリー装置が，外部照射に使用された。1920 年代までは Ra による c 線治療が放射線治療の主役であり，わが国では 1930 年代に Ra 療法が開始され，針状や管状線源は多くの医療施設で使用された。
1 . 1 . 5 外部照射のための放射性同位元素
1942 年，シカゴで世界最初の原子炉が稼働して大量の人工放射性同位元素が生産される

索

引

ガスフロー形の比例計数管
140

【あ】

【え】

アクセプタ154

液体シンチレーションカウンタ
165 , 169

ガスモニタ270

アニーリング252
アニール248

液体シンチレータ150 , 170

数え落とし144

アネロイド型気圧計99

液柱型水銀気圧計99

加速管24

アバランシェフォトダイ

エスケープピーク159

加速空胴51

画像誘導小線源治療122

エネルギー制限スリット34

活性剤146

アプリケータ123

エネルギー特性259

荷電器258

アラームメータ250

エリアモニタ266

価電子帯146

アンガー（形）カメラ
135 , 195

円運動222

荷電粒子1

遠隔操作式後充填照射装置
7 , 114

患者固定具86

暗電流152
アントラセン150【い】
移送チューブ116
位置演算回路196
一次コリメータ38
位置情報228
1 cm 線量当量244

コ

井戸形シンチレーション【お】患者の位置決め65
間接電離放射線1
感

屋内環境用フィルムバッジ
265

感度測定用ファントム241

オートウェルカウンタ
165 , 166

感度補正225

オートフルオロスコープ
135 , 204

カウンタ134
イメージングプレート177

環境モニタリング244

横断断層イメージング209

ロ

1 気圧空気電離箱179

ナ社

オード234

【か】

度259

感度不均一性215
ガントリ65
ガンマカメラ135
ガンマナイフ7 , 109
ガンマプローブ192【き】

医療用電子線形加速器3

加圧アルゴンガス封入電離箱
179

インバースプランニング76

ガイガー放電141

キシレン171

インビトロ検査165

階段状ファントム240
18
回転架台（回転ガントリ）

逆サンドイッチ法128

回復時間144

境界領域140

外部線源232

禁止帯146

インビボ検査165【う】
ヴァン・デ・グラフ装置
 2 , 15

外部標準線源175

ウィルキンソン形 ADC162
161
ウィンドウ（幅）解

ウエッジフィルタ43

外部標準法174
離142

化学的な検出器137
拡大ブラッグピーク59 , 62

機械式ポインタ79

逆同時計数回路161【く】
空間分解能216 , 227
空中─2 線源法193
偶発同時計数229
偶発同時計数率229 , 230

ウェル形シンチレーション
カウンタ134 , 166

角度揺動228
壁201

空乏層154

ウェル形シンチレータ180
ウェル形電離箱127 , 179

下限数量7

クエンチング171

ガス増幅139

クエンチング補正曲線173

ガス増幅率139

駆動機構224

隔

偶発同時計数229

索

引

283

クライオスタット157

コリメータ63 , 198

クライストロン22

コリメータヘルメット109

情報キャリア206

グライナッヘル高圧回路12

コールドスポット描出用

消滅ガス141

衝突損失35

グルーブ41

ファントム240

消滅放射線218

グロー曲線252

コンバージング198

シリコーングリース152

クロススライス像220

試料チャネル比法173

クロックパルス163

コンバージングコリメータ
202

グローピーク252

コンプトンエッジ160

クーロン力9コンプトン効果159

シングルチャネル波高分析器
161
シンクロトロン 4 , 47 , 49 , 53
進行波25【さ】

蛍光ガラス線量計245
蛍光減衰時間148

サイクロトロン 3 , 4 , 47 , 53 , 136 , 219 , 235

蛍光効率148

再結合領域139

蛍光波長分布148

サイドウィンドウ形152

計数特性142

サイドポインタ79

頸部ファントム184

サイドホール166

人体ファントム188
シンチカメラ134 , 165 , 195

減弱補正225

サイバーナイフ45

シンチカメラ回転形213

検出感度215
減速材70 , 269

サイラトロン20

シンチグラフィ165

雑音等価計数率230

シンチグラム165
シンチスキャナ134 , 165

ナ
社

【け】

サーベイメータ275【こ】

進行波型加速管25
真性半導体154
真性半導体領域156
心臓専用半導体 SPECT 装置
207

硬 X 線用フィルムバッジ263

3 次元位置検出器228

シンチレーションカウンタ
134

高エネルギー放射線発生装置
7

酸素効果比68

シンチレーション検出器144

サンプリング定理211

シンチレーション式エリア

光学式ポインタ79

残余飛程95

高純度ゲルマニウム形検出器
156

散乱体ファントム241ロ

サムピーク160

甲状腺摂取率測定装置181
校正93

散乱同時計数230【し】モニタ269
シンチレーション式サーベイメータ275
シンチレータ144
真の同時計数230

シェル87

ジンバル機構46

高速中性子用フィルタ70

ジオキサン171

深部治療 X 線装置12

光電効果158
光電子増倍管133 , 151 , 197

時間─放射能曲線189
軸外線量比38 , 39

診療用放射線照射器具7

光電ピーク159

自然放電259

診療用放射線照射装置7

広範囲用フィルムバッジ263

持続放電領域142

診療用粒子線照射装置7

小形面状線源ファントム238

始動電圧143

呼吸同期65

シード線源120コ

高線量率照射7

心放射図189【す】

呼吸同期 PET 撮像232

シャドウシールド形186

水中─1 線源法193

呼吸同期再構成74

シャドウトレイ84

スキャナマグネット70

呼吸同期撮影74

シャントインピーダンス27

スキャニング照射法64

呼吸抑制器具87

充電チョークコイル20

スキャン134

個人モニタリング244

重粒子線治療装置66

スターショット法104

個体飛跡線量計265

出力波形143

ストレートボア形190

骨塩定量分析装置193

消光作用171

スパッタイオンポンプ29

コッククロフト・ウォル

照射位置照合装置82

スプリットフィールド法104

トン装置 2 , 14固定架台（固定ガントリ）18

照射筒42

すべての同時計数230

照射野103

スラロームベンディング35

固定コリメータ109

照射野形成装置59 , 60

スラントホール198

コミッショニング90

照射野限定システム41

284

索

引
電子・正孔対154

スラントホールコリメータ
202

タリウム活性ヨウ化ナトリ
ウム144電子線アプリケータ42

スルーサイドホール166

タング41

電子線の線質指標95

単純逆投影法210

電子線モード35

【せ】

【ち】

静電型加速装置10

電磁相互作用9電子対生成160

生物化学的効果比68

チェックケーブル116

電子ポータル画像装置80

積分計測162

チェレンコフ検出器138

電子密度74

セクタ分離型大形サイクロ
トロン4

遅延電線方式197
逐次近似法211 , 224

電絶縁ガス24

窒素ガスレーザ発振装置246

テンプレート123

伝導帯146
場9チャコールカートリッジ272

電離箱139

チャコールフィルタ272

電離箱式エリアモニタ268

チャージャ256

線・管状線源118
線形加速器16 , 30

チャージャリーダ256

電離箱式サーベイメータ
124 , 139 , 276

中央監視盤266

電離箱領域139

扇形集束235

中性子線エリアモニタ269

電離放射線1線

中性子線用サーベイメータ
276

電離量半価深 I5095

源119

線源強度測定126

ナ社

摂取率測定装置181
全（エネルギー）吸収ピーク
160

電流モード138

線源自動脱着機構224

中性子捕捉療法 4 , 68

線源貯蔵容器116
線質指標94

潮解性148
重畳積分法211 , 224

投

線質特性253

超直線性253

等感度曲線183

全身カメラ203

直接電離放射線1

統計雑音217

全身計測装置185

直読式ポケット線量計258

動作電圧143

線量計算アルゴリズム76

治療寝台44

同時計数170ロ

線量体積ヒストグラム78
線量直線性253

線量半価深 R5095

通気形ガスモニタ271

線量モニタシステム 39 , 40 , 96

コ

【そ】

【つ】

【て】

【と】
影210

同時計数回路218
同時計数時間窓230
動態機能検査装置189
動体追尾照射45 , 46
導波管23

抵抗マトリックス方式196

トータルシステム168

層間断層像220

定在波25

ドナー154

臓器用ファントム242

定在波型加速管25

ドーナツ管51

相対電子密度75

ディスク装荷構造25

トモセラピー46

層内断層像220

低線量率照射7
ディー電極47 , 48

側面結合空洞加速管27【た】ディフレクタ電極48

トランススチルベン150
ドリフトチューブ線形加速器
30

定量性216トルエン171

体幹部固定器具87

テーパコーン形190

トレーサ131

対称性101

デプスポインタ79

ダイバージング198

テルル化カドミウム亜鉛158

ダイバージングコリメータ
202

デレンゾファントム240

ナイキスト周波数211

電位計97

内部標準法173

ダイレクトスライス像220

電位差10多原子分子気体141

電界9

鉛スリットファントム
237 , 239

ダストサンプラ270

電界の強さ10

鉛バーファントム239

ダストモニタ269

電気的な検出器137

ターボファン形コリメータ
214

電子加速器3
電子銃24【な】【に】二重散乱体法60

索
乳房専用 PET 装置232

【ね】

285

ピンホール198

ボーラス63 , 86

ピンホールコリメータ199

ホールボディカウンタ185

ピン・ワイヤ状線源118

熱処理252【ふ】

熱ルミネセンス線量計251

ファーマ形電離箱96

【は】

引

【ま】
マイクロトロン 3 , 50 , 55
マグネトロン20
マルチイメージャ203

ファンビームコリメータ202

倍電圧整流回路14

フィルタ補正逆投影法211

マルチチャネル波高分析器
162

波高分析器161
波長シフタ150 , 171

フィルムバッジ262
フェーディング247 , 253 , 254

パッシブ照射68

フェンステスト105

バーファントム240

フォワードプランニング76

パーマロイ152

付加フィルタ12

水ファントム97

パラレルホール198

不感時間144

水モニタ273

パラレルホールコリメータ
201

フラグメンテーション68

ミニバイアル170

プラスチックシンチレータ151

ミューメタル152

パルス繰返し周波数28
パルス形成回路20

フラットフィールド形
183 , 190

【む】

ナ
社

ファンビーム198

バイアルカリ152 , 170

マルチプレクサ回路207
マルチリーフコリメータ41【み】パルス電離箱139

プラトー143

無機結晶シンチレータ148

パルス幅28

フーリエ変換法211

無機シンチレータ146

パルス変調機19

フロアモニタ274

パルスモード138

フロントポインタ79

ハロゲン分子気体141

分解時間144

バンク配列検出器回転形213
バンチャ部25 , 28

【へ】平・凹面線源121

半導体ガンマカメラ205

平行平板形電離箱96

ロ

半導体カメラ207【め】
メディカルスペクトロメータ
182
面状線源ファントム237 , 238【も】半導体検出器154

平坦度101

モザイク状204

ハンドフットクロスモニタ274

平坦用フィルタ38

モデレータ70

ベースライン161

モニタ電離箱39

ベータトロン 2 , 51 , 56

モノブロックコリメータ41

非荷電粒子1

ヘッドオン形152

モバイル形ガンマカメラ204

光核反応のしきいエネルギー
37

偏極現象207コ【ひ】光刺激ルミネセンス248
光パイプ153

偏向マグネット33

【ほ】

【ゆ】
有機結晶シンチレータ150
有機シンチレータ146

光利用の検出器137

方向依存性260

引渡・受入試験90

放射後補正法216

引渡し前試験89
飛行時間149 , 219

放射状のアーチファクト211
放射線検出器137

陽子線治療4

飛跡による検出器137

放射線治療計画システム75

陽子線治療装置59

非物理ウエッジ44

放射損失37

陽電子飛程228

微分計測162

ホウ素化合物69

陽電子放射型 CT 装置218

表在治療 X 線装置11

放電開始電圧143

標準バイアル170

ポケット線量計255

表面汚染モニタ274
表面障壁形検出器156

ポケット電離箱256
補償フィルタ63 , 85

比例計数管139

ホットスポット240

比例計数領域139

ポテンシャルエネルギー146

ゆすり運動222【よ】【ら】
ラジオアッセイ法165
ラジオイムノアッセイ166
ラジオクロマトグラフ装置
175

286

索

引

ラジオ薄層クロマトグラフ

【り】

【れ】

リチウムドリフト形検出器
156

レギュラ部26 , 28

ラジオルミノグラフィ装置
177

リッジフィルタ63

レムカウンタ276

リニアック3

レンジシフタ62

乱数同時計数230

リニアックグラフィ80

連続パルス測定法246

乱数フラクション230

硫化亜鉛133

装置176
ラジオペーパクロマト
グラフ装置175

レノグラム装置190【わ】

リング配列検出器形213

ワブラー法61

compensator85

【A】

【G】

cone42
Coc 線遠隔照射装置6c 線スペクトル160

A─フィルタ183

CR─39 プラスチック265

c 線用フィルムバッジ263

AAPM TG─43IU 計算式126

CRT195

GaAs158

acceptance test90

137

Cs 線源118

GM カウンタ133

ADC162CT 値─相対電子密度変換

ナ
社

a─酸化アルミニウム248

60

GM 管式エリアモニタ268

テーブル74

GM 管式サーベイメータ275

annihilation radiation218

CyberKnife45

GM 計数管141

Ar142CZT205

GM 計数領域141
GSO136 , 149

annealing252

198

Au120avalanche139【D】

AVF235
AVF サイクロトロン48 , 53

depth of interaction228

azimuthally varying field
235
（AVF）

digitally reconstructedradiography（DRR）83【B】

disc─loaded structure25

ロde─Qing 回路20【H】
He142
HgI2158
human counter185【I】

B─フィルタ183

DOI 検出器228

125

I120

beam flattening filter38

dose─volume histgram（DVH）
78

128

I181

コ

b 線源121

DIS 線量計261
DMPOPOP150 , 171

beam quality index94
Bender & Blau204

【E】

123

I181

IAEA 形頸部ファントム185
intrinsic208

BF3 ガス140
BGO136 , 149

ECT209

invitro 測定134

BNCT4

electron gun24

invivo 測定134

bolus86

electronic portal imaging
80device（EPID）

ionizing radiation1

ESC174192

Ir 線源118

ESCR174131

I 甲状腺摂取率134

125

I シード線源永久挿入密封

125

I 専用シンチレーション式

125

I 測定用シンチレーション式

10

Butterworth フィルタ212【C】
calibration93
CdTe205【F】

inverse planning76

IP177

小線源治療124

CdTe 半導体プローブ192

FBP 法224

Chang の方法216

FFF モード38

coincidence circuit218

figure of merit148

coincidence timing window
230

FORE 法224

サーベイメータ124

forward planning76

i 領域156

commissioning90

サーベイメータ276

索

引

287

PR ガス140

SPECT 用ファントム240

pulse forming networt（PFN）
20

standing wave25

pulse modulator19

system208

【M】

【Q】

【T】

MLC63

Q ガス140

thermoluminescence250【R】

time activity curve189
149 , 219
time of flight（TOF）

radiation treatment planning75 , 76
system（RTPS）

TLD251【L】
Li I（Eu）結晶149
LSO136 , 149

ML─EM 法224
monoblock collimator41
41
multileaf collimator（MLC）
MWPC176【N】

radiophotoluminescence245
RALS7 , 114

supralinearity253

TLD 素子の種類252
TOF─PET 装置220

Na I（T I）結晶134 , 148

RALS 用線源116

TomoTherapy46
TPR20 , 1094

NEMA 規格225

Ramp 関数212

traveling wave25

noise equivalent count rate
230
（NECR）

random coincidence count229

true coincidence count230

RFQ30【O】

R I131【U】
UFOV マスク237 , 238

ORINS 形頸部ファントム185

R I イメージング165
R I キャリブレータ139 , 179【W】

OS─EM 法224

R I データ処理装置189

wave guide23

OSL 線量計248

R I 濃度分布像210

wavelength sifter150

rms 雑音217

WBP216

RPC216whole body counter185【P】
94
PDD（10）【S】

ロ

PET136 , 210 , 218

ナ
社

RIA166

OAR38 , 39

Winston─Lutz 法104
wobbling222

scatter coincidence count230

scatter fraction230

PHA196

shadow tray84

X─ray simulator72

photo peak160

shell87

X 線シミュレータ72

PIT 法226

side coupled cavity acceler-

X 線ターゲット35

コ

PET／CT 装置231
PET／MRI 装置234【X】

ating tube27

X 線治療装置11

SiPM234

X 線の線質指標94

SiPM（silicon photomultiplier）
234

X 線の発生効率37

Sloan 型線形加速器17X 線用フィルムバッジ262

method（PIT）法226

SOBP62

PPO171【Y】

predose245

Sorenson の方法216
SPECT135 , 210

pre inspection89

SPECT／CT 兼用装置234

primary collimator38

SPECT／CT 装置217

projection210

SPECT／PET 兼用装置233
SPECT 装置213 , 215

p ─ n 接合形検出器155
POPOP150 , 171
post─injection transmission
method226
post─injection transmission

prompt coincidence count230

X 線モード35

YSO149
3D re─projection（3DRP）法224

監著者・著者略歴
齋藤秀敏（さいとう ひでとし）
1982 年 東京理科大学理学部Ⅱ部物理学科卒業
1994 年 日本大学大学院理工学研究科博士前期課程修了（医療・福祉工学専攻）
1997 年 日本大学大学院理工学研究科博士後期課程修了（情報科学専攻），博士（工学）（日本大学）
1993 年 東京都立医療技術短期大学講師
1998 年 東京都立保健科学大学助教授
2005 年 首都大学東京教授
現在に至る

藤﨑

達也（ふじさき たつや）1984 年 中央医療技術専門学校卒業
1984 年 癌研究会附属病院勤務
1988 年 中央医療技術専門学校勤務
1996 年 茨城県立医療大学助手
1998 年 日本大学大学院理工学研究科博士後期課程修了（医療・福祉工学専攻），博士（工学）2004 年 茨城県立医療大学助教授
2010 年 茨城県立医療大学教授
現在に至る
光康（はしもと みつやす）1991 年 東京理科大学理学部物理学科卒業
1996 年 日本大学大学院理工学研究科博士前期課程修了（量子理工学専攻）
2007 年 博士（医学）（東北大学）
2007 年 国際医療福祉大学准教授
2009 年 国際医療福祉大学教授
現在に至る
寅二（いりふね とらじ）
1961 年 立教大学理学部物理学科卒業
1961 年 （財）
癌研究会癌研究所勤務（物理部研究員）
1981 年 医学博士（東京女子医科大学）
1986 年 東京都立医療技術短期大学教授（診療放射線学科）
1998 年 東京都立保健科学大学教授（放射線学科）
2002 年 東京都立保健科学大学名誉教授

コ

ロ

入船

三枝

布施

拓（ふせ ひらく）
茨城県立医療大学保健医療学部放射線技術科学科卒業
2011 年 名古屋大学大学院医学系研究科博士前期課程修了（放射線技術学専攻）
2013 年 茨城県立医療大学助教
現在に至る
2005 年

浦橋

信吾（うらはし しんご）1966 年
1967 年
1980 年
1989 年
1994 年
2004 年
2007 年
2011 年

東京理科大学理学部物理学科卒業
日本大学医学部放射線医学教室入局
医学博士（日本大学）
日本大学医学部助教授（放射線医学教室）
日本大学大学院理工学研究科兼任講師
日本大学大学院医学研究科・医学部兼任講師
日本医療科学大学教授
退 職

ナ
社

橋本

福士 政広（ふくし まさひろ）
1981 年 東京理科大学理学部Ⅱ部化学科卒業
1994 年 日本大学大学院理工学研究科博士前期課程修了（医療・福祉工学専攻）
1997 年 日本大学大学院理工学研究科博士後期課程修了（医療・福祉工学専攻）
博士（工学）（日本大学）
2002 年 東京都立保健科学大学（現首都大学東京）教授
現在に至る

健二（さえぐさ けんじ）

1955 年
1959 年
1974 年
1976 年
1986 年

東京理科大学理学部物理学科卒業
千葉大学医学部放射線医学教室入局
医学博士（千葉大学）
千葉大学医学部講師（放射線医学教室）
東京都立医療技術短期大学教授（診療放射線学科）
1995 年 東京都立医療技術短期大学客員教授
1999 年 退 任2001 年 日本核医学会名誉会員

井上 一雅（いのうえ かずまさ）
2003 年 駒澤短期大学専攻科修了（放射線技術科学専攻）
2005 年 東京都立保健科学大学大学院保健科学研究科
博士前期課程修了（放射線学専攻）
2007 年 国立がんセンター東病院臨床開発センター
リサーチ・レジデント
2008 年 首都大学東京大学院保健科学研究科博士後期課程修了（保健科学専攻）
博士（保健科学）（首都大学東京）
2009 年 ハーバード大学医学部博士研究員
2012 年 首都大学東京助教
2015 年 首都大学東京准教授
現在に至る

著者略歴
江間

敏（えま

さとし）

高橋

勲（たかはし

1
9
75年
1
9
77年
1
9
77年
1
9
85年
1
9
86年
1
9
91年
2
0
02年

金沢大学工学部電気工学科卒業
東京工業大学大学院修士課程修了
国鉄（現 JR）勤務
鉄道技術研究所主任研究員
沼津工業高等専門学校勤務
沼津工業高等専門学校助教授
沼津工業高等専門学校教授
現在に至る

1
9
7
1年

東京工業大学大学院博士課程修了（電気工学専攻)
工学博士（東京工業大学)
東京工業大学助手
宇都宮大学助教授
長岡技術科学大学助教授
長岡技術科学大学教授
逝去

1
9
7
1年
1
9
7
5年
1
9
7
8年
1
9
8
8年
2
0
0
3年

いさお)

改訂新版 放射線機器学（Ⅱ）―放射線治療機器・核医学検査機器―

ナ社

Radiation Equipment Engineering（Ⅱ）Ⓒ Hidetoshi Saitoh, Masahiro Fukushi 1991, 2004, 20171991 年 5 月10日 初版第１刷発行
2003 年 2 月15日 初版第11刷発行2004 年10月 8 日 新版第 1 刷発行
2016 年 4 月25日 新版第12刷発行
パワーエレクトロニクス
2017 年 4 月28日 改訂新版第 1 刷発行Ⓒ Sat
oshiEma,Is
aoTakahas
hi2002
PowerEl
ect
r
oni
c
s

コ

検印省略

齋
藤
秀
敏
福
士
政
広
藤
﨑
達
也
布
施
拓
著
者
江
間
敏本
橋
光
康
浦
信
吾
高
橋
勲橋
入
船
寅
二
発 行 者
株式会社
コロナ社
井
上
一
雅
代 表 者
牛来
真 也枝
三
健
二
印 刷 所
壮光
刷 株 株式会社
式会社
発舎行印者
コ ロ ナ 社表者
牛 来 真 也1
1
2
0
0
1
1 東京都文京区千石代
4
4
6
-1
0
印 刷 所
壮光舎印刷株式会社
発行所 株式会社 コ ロ ナ 社
東京都文京区千石4―46―10CORONA PUB112―0011
LI
SHI
NG C
O.
,LTD.
発
行
所
株式会社
コ
ロ
ナ 社
Tokyo Japan
CORONA PUBLISHING CO., LTD.
振替 00140-8-14844・電話(03)3941-3131(代)Tokyo Japan
ホームページ http:/振替00140―8―14844/www.coronasha.
co.
jp3941―3131（代）
・
電話
（03）

ロ

2002年 １ 月 25日 初版第 １ 刷発行
監 著 者
2011年 ９ 月 30日 検印省略
初版第 1
0刷発行
著
者

ホームページ

I
SBN 9
7
8-43
3
9-0
1
2
0
02

http://www.coronasha.co.jp(
金)(
製本：グリーン)

Pr
i
nt
e
di
nJapan
本書のコピー，スキャン，デジタル化等のISBN
978-4-339-07242-6
C3047 Printed in Japan

（高橋）

無断複製・転載は著作権法上での例外を除＜出版者著作権管理機構 委託出版物＞
き禁じられております。購入者以外の第三
本書の無断複製は著作権法上での例外を除き禁じられています。複製される場合は，そのつど事前に，者による本書の電子データ化及び電子書籍
出版者著作権管理機構（電話03-3513-6969，FAX 03-3513-6979，e-mail: info@jcopy.or.jp）の許諾を化は，いかなる場合も認めておりません。
得てください。

落丁・乱丁本はお取替えいたします

本書のコピー，
スキャン，デジタル化等の無断複製・転載は著作権法上での例外を除き禁じられています。
購入者以外の第三者による本書の電子データ化及び電子書籍化は，いかなる場合も認めていません。
落丁・乱丁はお取替えいたします。