DP1000B

直流入力 DPM

デジタル計測器

15㎜モザイク用DPM

質量：約200g■用途
本器はミニグラパネや15㎜モザイクパネルに対応したデジタルパネルメータです。一般の直流信号をご指定により任意の数値２〜４桁にスケーリング、極性表示、小数点位置、OR、UR表示が製作できます。

Ｄ直Ｐ流
Ｍ入力

又、別売のコミュニケータ（CM-1）によるスケーリングの設定やその他の各種設定についての変更が可能となったことにより、取付け現場での急な設定変更も可能となりました。
各種プラントの計測に幅広くご使用、ご満足いただけます。
■特長● CPUを採用した高精度・高信頼性設計です。
● コミュニケータ（CM-1）により、任意のスケーリングが可能です。
● 15㎜モザイクパネルに取付け可能です。
（別売の取付金具によりワンタッチ取付けも可能）● 極性表示、小数点位置、オーバーレンジ、アンダーレンジ、ゼロサプレス機能の設定ができます。

■形名・仕様コード構成
形名

仕様コード

DP 1 ① 00B− ② ③形名・仕様コード要素
形①

最大表示桁名②：（※1）
3 1/2桁（最大表示範囲は±1999、極性表示は7セグメントLED）

1：4桁（最大表示範囲は±9999、極性表示は丸LED＋フィルタ彫刻）

R：

赤色LED

G：

緑色LED（※2）

S：

橙色LED

0： DC4〜 20mA

D： DC ± 10V

1： DC1〜 5V

E： DC0〜 100μ A

仕2：

DC0〜 50mVF： DC0〜 1mA様

3：

DC0〜 60mVG： DC0〜 5 mA

コ

4： DC0〜 100mVH： DC0〜 10 mA

DC0〜 1VI： DC0〜 16 mA

③

ド表示器色

仕様による分類
0

入力の種類

6：

DC0〜 5VJ：

7： DC0〜 10V

K： DC ± 1mA

DC±100μA

8：DC±5 0mV

L： DC ± 5mA

9：

DC±6 0mVM： DC ± 10mA

A

： DC ± 100mV

N： DC ± 16mA

B：

C： DC ± 5V

Z

： 上記以外DC±1V※1 橙色の場合、極性表示は−極性のみとなります。
※2 4桁仕様のみ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.

81
デジタル計測器カタログ

FB98-098b

DP1000B

直流入力 DPM

デジタル計測器■標準仕様

仕様積分方式
3 1/2桁仕様
指定（最大表示範囲 −1999〜＋1999）
表示
4 桁仕様
指定（最大表示範囲 −9999〜＋9999）
コミュニケータ（別売）により表示範囲変更可能
入 力 回 路 方 式 フローティング方式
0.4秒（2.5回/秒）
表 示 更 新 時 間
コミュニケータ（別売）により変更可能（0.1〜9.9秒内で0.1秒step）
3 1/2桁仕様±0.1％ of rdg ±1digit（23±5℃）
測定
確度
4 桁仕様
±0.05％ of rdg ±5digit（23±5℃）
補助
電源 DC24V ±10％3W以下
表示色指定：赤・緑・橙（緑は4桁仕様のみ）
表示器
７セグメントLED 文字高 10.16mm
単 位 表 示 彫 刻 前面カバー（フィルタ）に彫刻（白色）
指定（なし・−のみ・±）
極性表示
コミュニケータ（別売）により変更可能
指定（表示可能位置 2桁目〜4桁目）
小 数 点 表 示
コミュニケータ（別売）により変更可能
1（3／
2 桁仕様は±1999、4桁仕様は計
測範
囲 指定表示範囲の上限＋10％、下限−10％±9999で表示ホールド）
但し、極性なし仕様は0（零）で表示ホールド
標準：OR・UR機能なし
コミュニケータ（別売）により変更可能
・検出設定 4種類（なし、ORのみ、URのみ、OR・UR）
O R ・ U R 機 能・検出範囲 オーバーレンジ 定格最大表示 ＋ 表示スパンの10％
アンダーレンジ 定格最小表示 − 表示スパンの10％・検出表示 （OR（UR）⇔OR（UR）設定値又はOR（UR）⇔計測値交互表示）
標準：あり
ゼロサプレス機能コミュニケータ
（別売）
により変更可能（なし・あり【自動的に不要な0を消灯】）
バイアス・スパン調整 コミュニケータ（別売）により調整可能（±3％）
電 圧 2倍（10秒間）、1.2倍（連続）入 力
過負荷
電 流 10倍（5秒間）、1.2倍（連続）
補 助 電 源 1.5倍（10秒間）、1.2倍（連続）
電気回路一括と外箱間
絶縁
抵
抗DC500V 50MΩ以上
入力端子と補助電源端子間電気回路一括と外箱間
AC2000V 50/60Hz 1分間
耐電圧
入力端子と補助電源端子間
AC1500V 50/60Hz 1分間
イ ン パ ル ス 耐 電 圧 電気回路一括と外箱間
5kV 1.2/50μs 正負極性 各3回
2振動 振動数16.7Hz、複振幅1mm(5.88m/s ）の振動をX、Y、Z方向に各2時間
2衝
撃 294m/s の衝撃をX、Y、Z方向に正逆各3回
使 用 温 湿 度 範 囲 0〜55℃：30〜85％RH
保 存 温 度 範 囲 −20〜＋70℃
動Ｄ直Ｐ流
Ｍ入力項作目方■入力抵抗式

入力

入力抵抗±1mA

200Ω

±10mA

20Ω

4〜20mA

10Ω

±1V

1MΩ

±5V

1MΩ

±10V

1MΩ

1〜5V

1MΩ

■入力製作範囲● ±100μA〜±100mA● ±50mV〜±60V● 60Vを超える入力の場合倍率器を外付けに使用して1mA入力とすれば製作可能です。

■オーバーレンジ、アンダーレンジ
オーバーレンジ（OR）：測定範囲の上限値を超えた時、７セグメン
トLEDで表示します。
アンダーレンジ（UR）：測定範囲の下限値を超えた時、７セグメン
トLEDで表示します。
● 急激に測定範囲を超えた場合測定サンプリ

ングの時間差により異なった値を示すことがあります。

■製品出荷時の仕様
製品は下記の標準設定で出荷致します。（設定及びご指定範囲内において、ご指定も可能です）
No.

項目

標準（無指定）1

最大表示

3 1/2桁仕様：1000 4桁仕様：5000 3 1/2桁仕様：±1999 4桁仕様：±9999

設定及びご指定可能範囲

2

最小表示

0

3 1/2桁仕様：±1999 4桁仕様：±9999

0〜□表示：なし±□表示：±表示なし／−表示／±表示／LAG・LEAD表示／その他（3 1/2桁仕様の橙色の場合、極性表示は−極性のみとなります）

3

極性表示

4

小数点位置

小数点なし

2桁目〜4桁目

5

表示更新時間0.4秒（2.5回／秒）

0.1〜9.9秒※3

0.1秒ステップ（約0.1〜10回／秒）

6

最下位0固定なし

なし／あり（ありの場合、3 1/2桁仕様の測定確度は±0.1％ of rdg±10digit
又、4桁仕様の測定確度は±0.05％ of rdg±10digitとなります）

7

OR・UR設定なし

なし／OR・UR／ORのみ／URのみ

8

OR設定値

最大入力値＋10.0％

最大入力値＋スパンの0.0〜10.0％

9

OR表示

OR←
→OR 設定値

OR←→OR 設定値／OR←→計測値／1.0表示点滅（力率）

10

UR設定値

最小入力値−10.0％

最小入力値−スパンの0.0〜10.0％

11

UR表示

UR←
→UR設定値

UR←→UR設定値／UR←→計測値／1.0表示点滅（力率）

12ゼロサプレス

あり

なし／あり

13

6と9の字体標準字体（14低入力カットなし

15

彫刻（単位、用途、目盛） なし

単位、用途、目盛とも任意16

成績表なし／あり

※3あり）

標準字体
（）
／指定字体
（ご注文時のご指定事項

１．形名・仕様コード）

２．入力（標準以外のとき）

なし／あり

３．数量
オプション

彫刻表示事項（DP1100Bは極性表示、LAG、LEAD表示を含む）以外はコミュニケータ（別売）により変更可能。

別売品（DP1000Bシリーズとは別手配となります。
）①LPDSA-4取付補助金具 ：モザイクパネルのタイル半ずらし取付や、パネル取付で取付強度をあげるとき使用。
（１個／１台）②LPDSA取付バネ：15mmモザイクパネルにワンタッチで取付けるとき使用。

（２個／１台）③LPDSAスペーサ：ケーシーシー商会殿の15mmモザイクパネルにワンタッチで取付けるとき使用。
（２個／１台）82 ④CM-1（コミュニケータ）：各種設定値の変更をするとき使用。
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.

デジタル計測器カタログ

FB98-098b

４．表示範囲５．彫刻・目盛（定格）値：・単位：・用途名称：
・＋極性彫刻：・−極性彫刻：
６．別売品
・品名と数量DP1000B

直流入力 DPM

デジタル計測器■各部の名称と機能

■表示
LED表示

シリーズ分類

用途名称＋極性−

赤貯水槽水位

DP1000B

彫刻図図番DP-24317Aチ

橙−2.5〜＋5.5目盛m

赤・緑 （※4）・橙DP1100B

単位（※4）DP1100Bの極性表示は彫刻と丸LEDでの表示

目盛：計測範囲を示します。

■結線図
INPUT

Ｄ直Ｐ流
Ｍ入力

AUX. SUPPLY
DC24V

12S1S2（＋） （−） （＋） （−）

極性（＋,−LAG、LEAD等）をご指定下さい。
カタログ以外の彫刻に付いては、図でお示し下さい。

■外形図(1) ねじ締め取付（標準）(2) ねじ締め取付（補助金具付）

LPDSA-4取付補助金具

別売：LPDSA-4取付取付補助金具(3) （株）ケーシーシー商会殿15mmモザイクワンタッチ取付

(4)

1個／1台

星和電機（株）殿15mmモザイクワンタッチ取付

LPDSA取付バネ

LPDSA取付スペーサ

別売：LPDSAスペーサ

2個／1台

別売：LPDSA取付バネ

2個／1台

別売：LPDSA取付バネ

2個／1台

83
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.

デジタル計測器カタログ

FB98-098b

CM-1

直流入力 DPM

デジタル計測器
コミュニケータ
CM-1■用途

CM-1形コミュニケータはDP1000Bシリーズの設定値を変更する為のデータ設定器です。
DPMのスケーリングや表示更新時間などの設定変更や、調整が可能となります。
■仕様
Ｄ直Ｐ流
Ｍ入力

ケーブル長：約2m
質量：200g■コミュニケータによるスケーリング変更例

スケーリング（表示）パターン右上がりリニア
右下がりリニア

■外形図

表示例

図

0〜100，−100〜100(a)10〜100，−100〜10(a)100〜0，100〜−100(b)−10〜−100 ，100〜10(b)力率表示−0.50〜1. 00〜＋0.50(c)絶対値表示

100〜0〜100(d)

表示

表示

入力

入力（a）右上がりリニア表示（b）右下がりリニア表示

表示

表示

入力

入力

ご注文時のご指定事項（c）
力率表示

●指定事項

（d）絶対値表示

形名{CM-184
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.

デジタル計測器カタログ

FB98-098b