デジタルマルチメーター
取扱説明書

KT-2009

18. 安全基準：IEC-61010-1
V : CATⅢ1000V, CATⅣ600V AC/DC
A, mA/μA : CATⅢ600V, CATⅣ600V ACおよび300V DC
EMCテスト合格
19. 寸法・重量：186(H)×87(W)×35(D)mm, 340g
20. 付属品： 100-66テストリード、818-02温度プローブ、ホルスター、9V6F22電池1本(内蔵)、スペアヒューズ(F37 ; 0.44A/1000V, F38; 11A/1000V)各1本、取扱説明書
21. 別売付属品： 660 AC/DCクランプアダプター、100-41テストリードキット、100-62
テストリードセット、940ワニグチクリップ、817-03〜817-25温度
プローブ、819温度プローブ、793コイル型コンタクトピン、S2イン
ターフェイスキット(RS232Cケーブル、USBケーブル、USB変換アダ
プタ、ソフトウェア)

10. 交流電流 (〜μA / 〜mA / 〜A)
レンジ

分解能

500.0μA
5000 μA
50.00 mA
500.0 mA
5.000 A
10.00 A

0.1μA
1 μA
10 μA
100μA
1 mA
10 mA

真の実効値

測定確度(レンジの5％〜100％の範囲)
50Hz〜60Hz

40Hz〜1kHz

電圧降下

最大許容値

±0.6%rdg±3dgt ±0.8%rdg±4dgt 0.15mV/μA

5000μA

3.3mV/mA

500mA

45mV/A

10A*±1.0%rdg±3dgt±1.0%rdg±4dgt±0.6%rdg±3dgt ±0.8%rdg±4dgt* 10A連続測定可。10〜15Aは30秒以内(5分間隔休みにて)測定可。
過負荷保護：500.0μA〜500.0mA : 0.44A/1000Vヒューズ, 5.000A〜10.00A : 11A/1000Vヒューズ
クレストファクタ：＜ 3：1 (フルスケール)、＜ 6：1(ハーフスケール)

安全な測定をするために!!
感電事故を防止して安全な測定をするために、説明書をよく読んでから本器をお使いください。特に本体および取扱説明書で記号のついているところは重要です。
この記号はIEC規格およびISO規格に定められている記号で"説明書をよく読んでから本器を使ってください"ということを表しています。

警告

この表示はその内容を守らずに誤った取り扱いをすると"人が死亡または重傷を負う可能性があること"を示しています。

注意

この表示はその内容を守らずに誤った取り扱いをすると"人が負傷したり物的損害を発生させる可能性があること"を示しています。

警

告強電回路の測定は非常に危険です。強電電路(回路)にはしばしば高いサージ電圧が重畳しており、これが爆発的短絡の誘因となります。このテスターは弱電回路測定用です。弱電回路でも高電圧の測定には十分注意してください。

はじめに
このたびはカイセのデジタルマルチメーター KT-2009をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本器の十分な活用と安全な測定のために、取扱説明書はいつも手元に置き、よくお読みいただいた上でご使用ください。

1. 包装内容の確認
製品包装の中には次のものが入っています。万一欠品がありましたら、販売店からお受け取りください。
1. デジタルマルチメーター (ホルスター付き)
1台
2. テストリード (100-66)
1組
3. 温度プローブ (818-02)
1本
4. 9Ｖ 6F22電池 (内蔵)1個
5. スペアヒューズ (F37 ; 0.44A/1000V, F38 ; 11A/1000V) 各1本
6. 取扱説明書
1冊

2. 仕様
2-1. 一般仕様
1. 表示板（LCD）
a. 数字表示 ：5000カウント液晶表示、文字高18ｍｍ
b. バーグラフ表示 ：50セグメント
c. 単位およびサイン： mV, V, μA, mA, A, nF, μF, Ω, kΩ, MΩ, Hz, kHz, %, ,, ,, C , H , C, F, MAX, MIN,
, AUTO, OL, −,, 〜および小数点2. 動作原理 ： Σ⊿ 変換方式
3. 測定方法 ： 真の実効値 (ACカップル)
4. サンプリング速度 ：数字表示：5回/秒、バーグラフ表示：60回/秒
5. レンジ 切替 : オートレンジ / マニュアルレンジ
6. 入力オーバー表示 ：OLを表示
7. 極性表示 ： 自動、"−"表示のみ
8. 電池消耗表示 ：電源電圧約7Ｖ以下で""表示
9. ディスプレイホールド ：DHキーで表示値(測定値)を固定
10. 耐電圧 : 6kV AC 1分間(入力端子とケース間)
11. 使用温・湿度 ： 0℃〜35℃、80％RH以下、35℃〜50℃、70％RH以下(但し結露のないこと)
12. 保存温・湿度 ：−20℃〜60℃、80％RH以下(但し結露のないこと)
13. 温度係数 ： 0℃〜18℃、28℃〜50℃の時(23℃±5℃×0.15/℃)
14. 電源 ： 9V 6F22(006P)電池1本
15. 消費電流 ：約4.3mA (オートパワーオフ時 約50μA)
16. オートパワーオフ ：最終操作後約17分で自動的に電源オフ(解除可能)
17. ヒューズ： 0.44A/1000V (φ10×35〜38mm)1本
11A/1000V (φ10×38mm)1本V)

レンジ50.00mV
500.0mV
5.000 V
50.00 V
500.0 V
1000 V

分解能
0.01 mV
0.1 mV
1 mV
10 mV
100 mV
1 V

過負荷保護
入力抵抗 最大許容値
測定確度±0.12%rdg±2dgt
600VDCまたは500mVDCAC rms
±0.06%rdg±2dgt
10MΩ±0.08%rdg±2dgt

バーグラフ有り。レンジ切替：オート/マニュアル

2. 交流電圧 (〜V)

真の実効値

測定確度 (レンジの5％〜100％の範囲)

3. 各部の名称と説明

500mVAC

3. 周波数 (Hz)
レンジ

測定感度
Sine RMS

周波数レンジ

分解能mV
5.000 V
50.00 V
500.0 V
1000 VΩ､ ､
μA､ mA､ A

300mV 以上
2V 以上
20V 以上80V 以上300V 以上
300mV 以上
10%F.S. 以上

10Hz〜125kHz
10Hz〜125kHz
10Hz〜20kHz
10Hz〜1kHz
10Hz〜1kHz
10Hz〜125kHz
10Hz〜125kHz

0.01Hz〜100Hz
0.01Hz〜100Hz
0.01Hz〜10Hz
0.01Hz〜1Hz
0.01Hz〜1Hz
0.01Hz〜100Hz
0.01Hz〜100Hz

4. 静電容量 (レンジ
50.00 nF
500.0 nF
5.000μF
50.00μF
500.0μF
9999μF

測定確度±0.01%rdg±2dgt※フィルムコンデンサー、またはそれ以上のコンデンサーについて)

測定確度±3.0%rdg±10dgt±3.0%rdg±10dgt±3.0%rdg±10dgt±5.0%rdg±10dgt±5.0%rdg±10dgt±5.0%rdg±10dgt

分解能
10 pF
100 pF
1 nF
10 nF
100 nF
1 μF

過負荷保護

レンジ
2.000V)

測定確度±1.0%rdg±1dgt

測定電流≒0.4mA

開放端子間電圧≦3.5V

6. 温度 ( ℃ )※熱電対(Kタイプ)

レンジ

分解能

測定確度

-50℃〜1000℃

1℃±0.3％rdg±3dgt

過負荷保護
600VDCまたは
ACrms

サンプリング速度：5回/秒。バーグラフなし。センサーの誤差含まず。
付属温度センサー(818-02)仕様：測定範囲；-50℃〜100℃ (測定確度：±2.5℃)

分解能
0.01Ω
0.1Ω
1Ω
10Ω
100Ω
1kΩ
10kΩ

測定確度

測定電流

開放端子間電圧±0.3%rdg±6dgt±0.1%rdg±3dgt≦1.2 mA＜3.0V

600VDC
またはACrms≦120 μA≦12 μA≦1.2 μA±0.1%rdg±2dgt

過負荷保護

＜1.3V

±0.4%rdg±3dgt≦0.12 μA
±1.5%rdg±5dgt

1. テストリードとテスター本体のチェック

入力端子
MAX 10A
HBC FUSEDMAX 0.5A
HBC FUSEDMAX
1000V CAT Ⅲ
600V CAT Ⅳ

ホルスター

図-1

1. 表示板（LCD）

警告：測定前に本体ケースの割れや濡れがないか点検のうえ、常にきれいにして乾いた状態でご使用ください。テストリードに断線や絶縁不良がないか充分に確認してください。

2. 強電回路の測定についての警告

μA, mA, A ： 電流測定の単位
AUTO ： オートレンジ
H ： 表示固定(ディスプレイホールド） Ω,kΩ,MΩ ： 抵抗測定の単位
Hz, kHz ： 周波数測定の単位： 直流(電圧・電流測定時)のサイン〜 ： 交流(電圧・電流測定時)のサイン 500mV, 5, 50, ： 周波数測定の時の電圧レンジ
500, 1000V− ： マイナスの極性： バーグラフ： ダイオードテスト
MAX
： 最大値
： 電池消耗表示
MIN： 最小値
Δ ： 偏差測定(ゼロ調整)
MAX-MIN ： 最大値ー最小値： ズーム機能C MAX ： ピーク最大値： 導通試験C MIN ： ピーク最小値
nF, μF： 静電容量の単位
C MAX-MIN： ピーク最大値ー最小値
mV, V ： 電圧測定の単位

電源および測定項目選択用のスイッチです。OFFから各測定ファンクションに合わせると電源が入ります。測定終了後は必ずスイッチをOFFにして電源を切ってください。

警告：強電回路(大型モーター、配電用トランス、ブスバー等の電気容量の大きい
工場内外の動力線等)の測定は危険です。強電回路にはしばしば定格の10倍以上もある高いサージ電圧が誘因となり、測定した瞬間にテスターが爆発的に短絡焼損
し使用者に重大な感電事故をもたらすことがあります。サージ電圧が混在する回路では電圧測定はしないでください。

3. 強電回路および弱電の高電圧回路の測定手順
警告：危険防止のため、必ず次の手順を厳守して安全に測定してください。
1. 測定する前に、測定回路の電源を必ず切ります。
2. COM端子に黒、V端子に赤のテストリード(別売)を差し込みます。
3. テストリードキャップを外して、940ワニグチクリップ(別売)をテストリードの先端に付けます。
4. ファンクションスイッチを または の位置に合わせます。
5. 測定回路の電源が切られている事を確認してから、アース(−)側に黒色ワニグチク
リップを、高電位(＋)側に赤色ワニグチクリップを接続します。
6. テスター本体は手に持たずに身体から離して置きます。
測定する電源や回路およびテストリードに、手や身体の一部が触れないように充分距離を取ります。
7. 測定回路の電源を入れます。表示値を読み取ります。
8. 測定回路の電源を切ります。テスターの表示がゼロであることを確認後、赤黒のワニグチクリップ(テストリード)を測定回路から外します。

/〜 、 /、℃ / F、/ Ω の選択をします。
バックライト ()： このキーを1秒以上押すとバックライトが点灯・消灯します。
バックライトは点灯後30秒で自動的に消灯します。

940ワニグチクリップ(別売)

4. RANGE キー：レンジホールド

電圧、電流、抵抗、静電容量測定の時に、必要とするレンジを選択し固定して使用できます。レンジを選択するには次の二つの方法があります。
1. 測定していない状態でRANGEキーを何度か押して、小数点の位置を見ながら必要なレンジを選びます。
2. オートレンジで測定している時に、RANGEキーを押します。AUTOサインが消えて、その時の測定値が帰属するレンジが固定されます。

MAX 10A
HBC FUSEDMAX 0.5A
HBC FUSEDMAX
1000V CAT Ⅲ
600V CAT Ⅳ

図-2

スレッシュホールドレベル
20Ω〜200Ω

開放端子間電圧

測定電流
1.2mA

＜3.0V

過負荷保護：600V DCまたはACrms

応答速度：＜0.1m sec. バーグラフ有り

9. 直流電流 (

μA /

A)

レンジ
500.0μA
5000 μA
50.00 mA
500.0 mA
5.000 A
10.00 A

分解能
0.1μA
1 μA
10μA
100μA
1 mA
10 mA

mA /

測定確度

電圧降下

過負荷保護

最大許容値

0.15mV/μA 5000μA±0.2%rdg±4dgt 3.3mV/mA

500mA

45mV/A

10A *0.44A/1000V
ヒューズ
11A/1000V ヒューズ

-2-

品

質

保

証

書

Serial No.

MODEL KT-2009
品質保証期間5. Hz キー：周波数測定

)

分解能
0.1Ω

注：周波数測定の時は、このキーを押して適切な電圧レンジ(感度)を選択します。
注：抵抗測定の時にRANGEキーを押して50Ωレンジ固定にすると"Shrt"と表示されます。LCD表示がゼロになるまでテストリードの先端をショートさせ「ゼロオーム
調整」を行ってください。低抵抗測定の時は「ゼロオーム調整」をすると、より精度の高い測定ができます。

電圧、電流測定の時に、このキーを押すと周波数測定ができます。
ダイオード、静電容量、抵抗測定の時にこのキーを押すと周波数測定モードになり、500mV感度で周波数の測定ができます。

バーグラフ有り。
レンジ切替:オート/マニュアル

8. 導通試験 (レンジ
500.0Ω

RANGEキー

オートレンジに戻るには： RANGEキーを1秒以上長押ししてください。

7. 抵抗 (Ω)
レンジ
50.00Ω
500.0Ω
5.000kΩ50.00kΩ
500.0kΩ5.000MΩ
50.00MΩ

人体への感電事故防止とテスターの焼損防止のため、次の事項をよく理解し厳守して、安全な測定をしてください。

ファンクション
スイッチ

3. SELECT キー：機能の選択※マニュアルレンジ測定時の確度保証範囲：500.0μFレンジ；45.0μF以上、9999μFレンジ；450μF以上

5. ダイオード (4-1. 電気事故の防止

2. ファンクションスイッチ

600VDCまたはACrms

11. 入力端子

4. 安全測定と使用上の注意

Δキー
キー
HOLDキー
Hzキー

CRESTキー
MAX/MINキー
SELECTキー( キー)

1000VAC

過負荷保護：50.00mV〜500.0mV：600VDCまたはACrms, 5.000V〜1000V：1050Vrmsまたは1450Vピーク
クレストファクタ：＜3：1 (フルスケール)、＜6：1(ハーフスケール)
バーグラフ有り、レンジ切替：オート/マニュアル、*：レンジの30％〜100％の範囲

キー：バーグラフズーム

表示板(LCD)

最大許容値

分解能 50Hz〜60Hz 40Hz〜500Hz
レンジ
500Hz〜20kHz 入力抵抗50.00mV 0.01 V±0.8%rdg
0.5dB*±3dgt
500.0mV 0.1 mV
5.000 V
1 mV ±0.5%rdg
10MΩ±1.0%rdg±3dgt
50.00 V 10 mV
3dB *
±4dgt
500.0 V 100 mV±1.2%rdg±4dgt 規定せず
1000 V
1 V* 10A連続測定可。10〜15Aは30秒以内(5分間隔休みにて)測定可。
-1-1050V rms
または1450V ピーク

1000VDC

10.

このキーを押すとLCDにサインが点灯し、バーグラフを5倍の感度にズームアップ
します。通常より細かい信号の変化をバーグラフで見ることができます。

テストリードをAまたはmAμA端子に差し込んだ状態でファンクションスイッチをA、
mA、μAの位置以外に設定すると、LCDに"InErr"と表示し、警告ブザーが鳴ります。
(テストリード誤挿入防止機能)

2-2. 測定仕様（23℃±5℃、75％RH以下、但し結露のないこと）
1. 直流電圧 (9. △キー：偏差測定

通常測定中にこのキーを押すとその時の測定値表示が0±1デジットとなり偏差測定を開始します。再度キーを押すと機能を解除します。
注：偏差測定中でも最大許容値は変わりませんので、規定の許容値を超えた測定をしないでください。

購入日

年

月

日から1年間

販売代理店および所在地印

6. HOLDキー：ディスプレイホールド(表示固定）
測定中にこのキーを押すと、LCDに H サインが点灯し、測定値が固定されます。
解除：再度HOLDキーを押します。
注： ディスプレイホールド中は、オートパワーオフは動作しません。

7. MAX/MINキー：最大/最小値測定
測定中にこのキーを押すとLCDにMAX/MINサインを表示し、最大/最小値測定を開始
します。再度キーを押すと機能を解除します。

※ 品質保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じました場合は、裏面記載の品質保証規定により無償で修理いたします。
製品にこの品質保証書を添えて、上記販売代理店、または直接カイセ株式会社
製造サービス課へご送付ください。
※ 購入年月日は販売代理店が記入します。販売代理店名およびその押印なき品質保証書は無効となりますので、購入時に確認してください。

8. CRESTキー：ピークホールド
電圧、電流測定中にこのキーを押すとLCDに C MAXサインを表示し、ピーク最大/最小値の測定を開始します。再度キーを押すと機能を解除します。応答速度は0.8m sec.です。

-3-〒386-0156

長野県上田市林之郷422-4-

電話 0268-35-1600（代表）やむを得ず活線(電圧のかかっている回路)を測定する場合は、次の手順で測定してください。
テスター本体は手に持たず身体から離して置きます。
COM端子に黒、V端子に赤のテストリードを差し込みます。
ファンクションスイッチを または の位置に合わせます。
黒のテストリードに940ワニグチクリップ(別売)を付け、測定回路のアース(−)側に接続します。
5. 測定回路(電源)に身体のいかなる部分も触れないよう充分距離をとります。
6. 赤色のテストリード一本だけを片手に持ち、測定回路の高電位(＋)側に当て、テスターの表示値を読み取ります。
7. 赤色のテストリードを測定回路から外し、次に黒色ワニグチクリップを測定回路から外します。(図-3参照）
1.
2.
3.
4.

5-4. 静電容量測定 (4. 入力オーバー表示

測定値が各測定レンジの最大表示値を超えると"OL"表示になります。

警

5. オートパワーオフ

ファンクションスイッチ、または各キーの最終操作後約17分で自動的に表示が消えて電源オフ状態になります。ただし、オートパワーオフ中でも50μA程度の電流を消費しますので、測定終了後は必ずファンクションスイッチをOFFにしてください。
解除：RANGEキーを押しながらファンクションスイッチを回して電源を入れます。

6. ブザー音の解除

Hzキーを押しながら、ファンクションスイッチをオンにします。ピーッという音を解除できます。

7. シンボルマーク
Ω

コンセント

このテスターまたは説明書に表示されている次のシンボルは、国際規格のIEC-61010-1
およびISO3864に規定されている記号です。

940ワニグチクリップ(別売)

警告または注意記号で"説明書をよく読んでください"ということを表しています。

〜

直流 (DC)

交流 (AC)アース (グランド)

ダイオード
MAX 10A
HBC FUSEDMAX 0.5A
HBC FUSEDMAX
1000V CAT Ⅲ
600V CAT Ⅳ

MAX 10A
HBC FUSEDMAX 0.5A
HBC FUSED

5-2. 電圧測定 ( V / V /図-3

次の3つの項目は、テスターの故障を防止するだけでなく、測定する人の感電事故を防止する点からも重要ですので厳守してください。

1. ファンクションスイッチの設定

警告：測定時にはファンクションスイッチが正しい位置に設定されているか確認
してください。特に電圧測定レンジ(V、mV)以外の位置で誤って電圧を測定しないでください。(図-4参照）

2. 最大許容入力値の厳守

警告：測定仕様に記載の最大許容入力値を超えた測定をしないでください。

3. テストリードの取り外し
警告：測定中にファンクションスイッチを回す時や、電池およびヒューズの交換時には、必ずテストリードを測定回路から外してください。

4-3. 取り扱い上の警告と注意
警告1: 電気測定の知識と経験のない人および子供には使用させないでください。
警告2: 裸足や上半身裸での電気測定は危険です。感電事故の危険があります。
警告3: テストリードの先端は尖っており大変危険です。目などに刺さらないようご注意ください。
注意1: 本器の構造は精密です。強い振動や衝撃を与えず、車中など高温多湿な場
所での使用および保管は避けてください。
注意2: 本器をこすったり、ベンジン、アルコール等溶剤で拭かないでください。
注意3: 本器を長期間使用しない場合は電池を取り外してください。消耗した電池を内蔵したまま放置すると電解液が漏出して内部を腐食することがあります。

二重絶縁

ヒューズ

mV )

図-4

4-2. テスターの故障防止

直流(DC)および交流(AC)警告1. COM端子に黒、ΩV 端子に赤のテストリードを差し込みます。
2. ファンクションスイッチを , またはの位置に合わせます。
注：LCDに数字残りがありますが、規定確度の測定が出来ます。
3. 測定する回路の−(アース)側に黒色、＋(高電位)側に赤色テストリードを接続します。
注：電圧測定では、テスターを電源(回路)と並列に接続します。
注：危険性のある回路では安全のため、テストリードの先端に940ワニグチクリップ(別売)を付けて測定してください。
4. LCDに表示された測定値を読みます。
5. ファンクションスイッチをOFFにして電源を切ります。
周波数の測定：電圧を測定している状態でHzキーを1回押すと、その電圧の周波数(Hz)が測定できます。
Hzキーを再度押すと通常測定に戻ります。
※入力感度の変更
周波数測定中にRANGEキーを押すと測定値右下の入力感度表示が5→50→500→5000と変わります。測定値が不安定な時は低い感度、ゼロの時は高い感度を選ぶと効果的です。
測定サポート機能：
レンジホールド、ディスプレイホールド、最大/最小値測定、ピークホールド、偏差測定、
バーグラフズーム

直流電圧測定例：
バッテリー電圧の測定
赤色V

5-1. 測定準備
1. 取扱説明書の精読MAX 10A
HBC FUSEDMAX 0.5A
HBC FUSED

本器にはあらかじめ9V 6F22 電池1本が内蔵されています。LCDに"「7-1. 電池の交換」を参照して電池を交換してください。

"が点灯したら3. ヒューズ

電流測定ファンクションは0.44A/1000Vおよび11A/1000Vヒューズで保護されています。交換方法は「7-2. ヒューズの交換」をご参照ください。

品 質 保 証 規 定
品質保証期間中に説明書に則った正しい使用状態において、万一故障が生じた場合には無償で修理いたします。但し、下記事項に該当する故障・破損は無償修理の対象から除外し、有償修理となります。
記5-3. ダイオードテスト (（逆方向接続）（順方向接続）アノード
カソード

MAX 0.5A
HBC FUSED

黒色

黒色

MAX
1000V CAT Ⅲ
600V CAT Ⅳ

MAX 10A
HBC FUSED

図-6

-5-

告

端子に赤のテストリードを差し込みます。
1. COM端子に黒、ΩVの位置に合わせます。
2. ファンクションスイッチを
サインをLCDに表示させます。
3. SELECTキーを押して
4. 回路内のダイオードをテストする時は、回路の電源を切り、コンデンサーを放電してからダイオードの片側を外します。
5. 黒色テストリードをダイオードのアノード側に、赤色テストリードをカソード側に接続します(逆方向接続)。LCDに「OL」と表示されていることを確認します。
6. テストリードを5.と逆に接続します(順方向接続）。この時、LCDに以下の数値が表示されれば正常です。
シリコンダイオード…0.4V〜0.7V、ゲルマニウムダイオード…0.1V〜0.4V
7. ファンクションスイッチをOFFにして電源を切ります。

赤色

測定サポート機能：ディスプレイホールド、
最大/最小値測定、偏差測定

警-6-

MAX 0.5A
HBC FUSED

温度
プローブ
MAX 10A
HBC FUSEDMAX 0.5A
HBC FUSEDMAX
1000V CAT Ⅲ
600V CAT Ⅳ

被測定体に接触させる。

告

抵抗測定(Ω)の位置で電圧を測定しないでください。感電事故や本器の焼損につながる恐れがあります。回路内の抵抗器を測定する場合は、必ず回路の電源を切り、コンデンサーを放電してください。
1. COM端子に黒、ΩV
端子に赤のテストリードを差し込みます。
2. ファンクションスイッチをの位置に合わせます。
3. SELECTキーを押して、AUTO O.L MΩ表示にします。
4. 回路内の抵抗器を測定する時は、回路の電源を切り、コンデンサーを放電させます。
5. 抵抗器の両端にテストリードを接続して、LCDに表示された測定値を読みます。
6. ファンクションスイッチをOFFにして電源を切ります。
注：RANGEキーを押してマニュアルレンジ測定にし、50Ωレンジ固定を選択するとLCDに"Shrt"と表示されます。この時はLCD表示がゼロになるまでテストリードの先端をショートさせ「ゼロオーム調整」を行ってください。低抵抗測定の時は「ゼロオーム調整」をすると、より精度の高い測定ができます。

)

赤色

MAX
1000V CAT Ⅲ
600V CAT Ⅳ

図-7

告

導通試験(
)の位置で電圧を測定しないでください。感電事故や本器の焼損につながる恐れがあります。回路内の導通を試験する場合は、必ず回路の電源を切り、コンデンサーを放電してください。
1. COM端子に黒、ΩV
端子に赤のテストリードを差し込みます。
2. ファンクションスイッチをの位置に合わせます。
3. SELECTキーを押してサインを表示させます。
4. 試験する回路の両端にテストリードを接続します。回路抵抗が約20Ω〜200Ωの時に導通ブザーが鳴ります。
5. ファンクションスイッチをOFFにして電源を切ります。

5-8. 電流測定 (

A/

μA )

mA /
警

周波数の測定：電流を測定している状態でHzキーを1回押すと、その電流の周波数(Hz)が測定できます。Hzキーを再度押すと通常測定に戻ります。
測定サポート機能：レンジホールド、ディスプレイホールド、最大/最小値測定、
ピークホールド、偏差測定、バーグラフズーム

6. コンピューターへの接続
別売のS2インターフェイスキット(RS232Cケーブル、USBケーブル、USB変換アダプ
タ、ソフトウェア)を使用すると、コンピューターと接続して測定できます。RS232C
ケーブルまたはUSBケーブル(付属変換アダプタ使用)でコンピューターと接続し、ソフ
トウェアのREADMEファイルを参照して測定してください。

警

告感電事故防止のため、測定を終了してから電池・ヒューズを交換してください。
テストリードは測定回路および本器の入力端子から外し、ファンクションスイ
ッチは必ず"OFF"にしてください。
● ヒューズは必ず指定のものを使用してください。ヒューズホルダーを短絡しての使用は絶対にしないでください。
ヒューズ定格：μA,mAファンクション : 速断型 0.44A/1000V (φ10×35〜38mm)
Aファンクション : 速断型 11A/1000V (φ10×38mm)
●
●

図-8

5-6. 抵抗測定 ( Ω )5. −(アース)側に黒色、＋(高電位)側に赤色テストリードを接続します。
注：電流測定では、テスターを電源(回路)と直列に接続します。
注：危険性のある回路では安全のため、テストリードの先端に940ワニグチクリップ(別売)を付けて測定してください。
6. 測定する回路の電源を入れ、LCDに表示された測定値を読みます。
7. 測定終了後は回路への電源を切り、回路に接続しているコンデンサーを放電させます。
8. テストリードを回路から外し、ファンクションスイッチをOFFにして電源を切ります。
切断した回路を復元します。

7. 保守管理告1. 付属の温度プローブの−側をCOM端子、＋側をTemp端子に差し込みます。
2. ファンクションスイッチをTempの位置に合わせます。
3. 温度プローブのセンサーチップを被測定体に接°触して、測定値を読み取ります。
4. ファンクションスイッチをOFFにして電源を切
ります。

警

)
警

MAX 10A
HBC FUSED

5-5. 温度測定 ( ℃ )5-7. 導通試験 (ダイオードテスト()の位置で電圧を測定しないでください。感電事故や本器の焼損につながる恐れがあります。回路内のダイオードをテストする場合は必ず回路の電源を切り、コンデンサーを放電してください。

修理依頼
故障の症状
故障の原因
（わかったら）

図-5

黒色

アノード
カソード

1. 取扱説明書に基づかない不適当な取り扱い、または使用による故障。
2. カイセ特約サービス代理店、または当社サービス部門以外でなされた修理または改造に起因する故障。
3. お買い上げ後の輸送または落下等によって生じた故障。
4. 火災、水害、地震等天災地変によって生じた故障・破損。
5. 消耗部品（電池等）の補充または取り換え。
6. 品質保証書の提出がない場合。
7. その他、当社の責任とみなされない故障。

注：静電容量が大きくなると測定時間が長くなります。
注：マニュアルレンジ測定時の確度保証範囲は、500.0μFレンジの場合17μF以上、9999μFレンジの場合180μF以上です。
測定サポート機能：レンジホールド、ディスプレイホールド、最大/最小値測定、周波数測定

測定サポート機能：レンジホールド、ディスプレイホールド、最大/最小値測定、偏差
測定、周波数測定、バーグラフズーム

バッテリー

MAX
1000V CAT Ⅲ
600V CAT Ⅳ

本器の測定仕様と機能を十分理解し「4. 安全測定と使用上の注意」をよく読んで安全な測定をしてください。

2. 電池

1. COM端子に黒、ΩV
端子に赤のテストリードを差し込みます。
2. ファンクションスイッチをの位置に合わせます。
3. SELECTキーを押して nF 表示にし、△キーを押して 表示を00.00nF にします。
4. コンデンサーを放電し、片側を回路から外します。
5. コンデンサーの両端にテストリードを接続し、LCDに表示された測定値を読みます。
6. ファンクションスイッチをOFFにして電源を切ります。

温度測定(TEMP)の位置で電圧を測定しないでください。感電事故や本器の焼損につながる恐れがあります。

電圧測定の最大許容値はCATⅢ1000VおよびCATⅣ600V、 mVレンジでは500mVです。この値を超えた測定はしないでください。感電事故および本器の焼損防止のため「4. 安全測定と使用上の注意」をよく読んで安全な測定をしてください。

5. 測定方法

告

静電容量測定()の位置で電圧を測定しないでください。感電事故や本器の焼損につながる恐れがあります。回路内のコンデンサーを測定する場合は、必ず回路の電源を切り、コンデンサーを放電してください。

警

～

MAX
1000V CAT Ⅲ
600V CAT Ⅳ

〜

)

告

感電事故および本器の焼損防止のため、各レンジの最大許容値( ～ Aで10A、～ mAで500mA、～ μAで5000μA)以上の測定はしないでください。
●～Aレンジでは10A〜15Aの測定も可能ですが、必ず30秒以内としてください。
連続して測定する場合は、回路冷却のため5分間隔の休みが必要です。
● 電流測定レンジで電圧を測定しないでください。
● 「4. 安全測定と使用上の注意」をよく読み、安全な測定をしてください。
●

1. COM端子に黒、mAμA端子( ～μA、～ mA測定時)またはA端子( ～ A測定時)に赤のテストリードを差し込みます。
2. ファンクションスイッチを ～ A、～ mAまたは ～μAの位置に合わせます。
3. SELECTキーを押して、 または 〜 を選択します。
注： 数字が安定するまでに時間がかかりますが、この状態で測定しても測定精度への影響はありません。
4. 測定する回路の電源を切り、コンデンサーを放電した後、回路を切断します。

7-1. 電池の交換使用している電池が消耗するとLCDにサインが点灯します。この状態では規定の精度を維持できないため、次の手順で電池を交換してください。
測定を終了し、ファンクションスイッチを"OFF"にして本器の電源を切ります。
赤黒のテストリードを測定端子から外します。
本体裏側の電池ケースのネジをゆるめ、電池ケースを取り出します。
使用済み電池を電池ケースから取り外します。電池の極性に注意して新しい9V
6F22 電池1本を取り付けます。
5. 電池ケースを元の位置に戻しネジを締めます。
注： 本 器 を 長 期 間 使 用 し な い 場 合 は 、電池を取り外してください。
注： 製品内蔵の電池は検査用電池です。
新品に比べて早く消耗することがありますのでご了承ください。
1.
2.
3.
4.

7-2. ヒューズの交換
11A/1000Vヒューズが ～ Aファンクションを、 11A/1000V
ヒューズ
0.44A/1000Vヒューズが ～ mAと ～ μAファ
ンクションを保護しています。ヒューズが切0.44A/1000V
れるとそれぞれのレンジで測定できなくなりヒューズますので、ヒューズを交換してください。

黒い部品

9V 6F22電池

図-91. 赤黒のテストリードを測定端子から外します。
2. リアケースの4本のネジをゆるめて、フロントケース上側を外します。
3. ヒューズを囲んでいる黒い部品を外します。
4. 切れたヒューズをヒューズホルダーから外し、新しいヒューズを取り付けます。
5. 黒い部品、フロントケースを設置し、4本のネジを締めます。

7-3. 定期的点検・校正
安全で正確な測定を維持するためには定期的な点検、校正が必要です。本器は通常の使用で1年以上許容誤差内の精度を維持できるよう製造されていますが、少なくとも1年に1回は定期的に点検・校正を行ってください。点検・校正は製造元へ依頼されるのが確実な方法です。

7-4. 修理
本器が正常な動作をせず修理を依頼される場合には、事前に次の点検をして故障を確認してください。
1. 電池が接触不良となっていないか。電池の極性が間違って設置されていないか。
2. 電池が消耗していないかどうか。(消耗するとLCDに""が点灯します)3. 測定する場合、各スイッチの設定が正しく行われているかどうか。
4. 測定入力が本器の規定レンジ以内であるかどうか。
5. 本器本体およびテストリードにひび、割れ、断線など損傷がないかどうか。
6. 測定対象の電気・電子機器、または本器の使用環境に強いノイズが発生していないか。
以上の点検を通して故障であることが確認できましたら修理を依頼してください。修理を依頼される場合には販売店へ依頼されても結構ですが、弊社の製造サービス課宛へ直送されますと修理期間も短縮されます。直送される場合、品質保証書に購入年月
日、販売代理店名および所在地が記入されているか確認し、または購入時のレシートを添え、裏面の「修理依頼」に故障の症状と原因を記入し、切り離して修理品と一緒に送ってください。この品質保証書の添付がないと、修理はお請けできませんのでご了承ください。返送小包には「修理品在中」と記し、住所、氏名、電話番号も忘れずに明記してください。修理完了後に代金引換小包便にて返送いたします。
製造サービス課〒386-0156 長野県上田市林之郷422
TEL(0268)35-1602 / FAX(0268)35-5515
E-mail : service@kaise.com http://www.kaise.com
製品の仕様や外観は改良などのため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

-7-

-8-

70-1101-2009-8 1902