■一般仕様
表示部
LCD表示間隔
測定項目
サンプリング速度
周波数帯域
入力電圧チャンネル数
入力抵抗
最大メモリ長
表示言語
オシロスコープ機能
DMM機能
内部電源
外部電源
オートパワーオフ機能
データ保存
使用温度・湿度
保存温度・湿度
消費電流
連続測定時間
安全基準
寸法・重量
付属品
別売付属品

LCDドット表示（240×128ドット）、表示エリア：53mm（H）× 92mm（W）、バックライト付き
波形4回／秒、測定値2回／秒
DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度
最大 2MS／秒
最大 DC〜200kHz（＋1dB / −3dB）
最大 DC 1000V / AC（rms）600V ※クレストファクター1.5以下
2チャンネル入力
約1MΩ
2チャンネル：4096ポイント 1チャンネル：8192ポイント
日本語、英語（初期設定：日本語）
電圧測定値のグラフィック波形表示
DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度の測定値を表示
単3形乾電池×4本（ニッケル水素充電池使用可能）
USB miniBコネクタ（DC5V）
電池動作時のみ、電源ONから約30分後に自動的に電源OFF（初期設定は機能OFF）
表示画面保存：HOLD時の表示画面を画像データとして保存（PNG形式）、データロガー：サンプリングデータを保存（CSV形式）※データ保存容量：約3.7Mバイト（USB接続でPCへデータの移動が可能）−10〜50℃、80％RH以下（ただし結露のないこと）−20〜60℃、70％RH以下（ただし結露のないこと）
バックライトON時 約170mA、OFF時 約100mA
マンガン乾電池：バックライトON時 約2.5時間、OFF時 約4.5時間
アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池（1900mAh）：バックライトON時 約10時間、OFF時 約18時間
CEマーク認証（本体）EN61010-1 CATII 300V class2, EN61326-1
約162mm（H）×約167mm（W）×約35mm（D）、約570g（電池含まず）
ホルスター（本体装着済）、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター（USB 5V出力）、934 USBケーブル、キャリングケース、
単3形乾電池（1.5V R6P）×4本、取扱説明書
660 AC/DCクランプアダプター、100-57Rテストリード（赤色のみ）、100-41テストリードキット、
100-72オシロスコープ用テストリードセット、100-74リップル測定テストリード、653回転センサー、650回転センサー、
940ワニグチクリップ、793コイル型コンタクトピン、944テストピン、946バッテリークリップ、818-02温度プローブ、819温度プローブ

www.kaise.com

自動車／二輪車用オシロスコープ

SK-2500

別売付属品セット（本体 ＋ 上記付属品 ＋ 下記別売付属品）
エントリーセット
100-72オシロスコープ用テストリードセット
リップルセット
100-72オシロスコープ用テストリードセット、
100-74リップル測定テストリード
スタンダードセット
100-72オシロスコープ用テストリードセット、
100-74リップル測定テストリード、
818-02温度プローブ、
653回転センサー
フルセット
100-72オシロスコープ用テストリードセット、
100-74リップル測定テストリード、
818-02温度プローブ、
653回転センサー、
660 AC/DCクランプアダプター■グラフモード■DMMモード

電圧測定（V）
V / Div
200mV / 2V / 20V500mV / 5V / 50V / 200V
1V / 10V / 100V / 500V

交流電圧測定（AC V rms）
測定確度
レンジ
±2.0%rdg±8dgt（45Hz〜1kHz）
2.000V
±2.5%rdg±8dgt（1kHz〜10kHz）±4.0%rdg±8dgt（10kHz〜20kHz）
20.00V
±6.0%rdg±8dgt（20kHz〜30kHz）

グラフdot 誤差
±4dot
±2dot
±1dot

※周波数帯域：最大 DC〜200kHz（＋1dB / −3dB）

最大許容入力
1000Vp-p※DCカップリング

200.0V■DMMモード
直流電圧測定（DC V）
レンジ
測定確度
200.0mV
2.000V
±1.0%rdg±8dgt
20.00V
200.0V
±1.0%rdg±5dgt
1000V

分解能
100μV
1mV
10mV
100mV
1V

最大許容入力温度測定（℃）
レンジ

分解能センサータイプ

導通チェック（レンジ1℃

熱電対Kタイプ

2.000kΩ

測定確度±4℃（10℃〜50℃）−50℃〜220℃±5℃（−50℃〜9℃ / 51℃〜220℃）※測定確度にK温度センサーの誤差は含まず

600V±2.0%rdg±8dgt（45Hz〜1kHz）±2.5%rdg±8dgt（1kHz〜10kHz）±4.0%rdg±8dgt（10kHz〜20kHz）±2.0%rdg±5dgt（45Hz〜1kHz）±2.5%rdg±5dgt（1kHz〜10kHz）

分解能

最大許容入力

1mV
10mV
600V AC（rms）

100mV
1V

※クレストファクター1.5以下

1000V DC

※温度プローブ（別売付属品）が必要

抵抗測定（Ω）
レンジ2.000kΩ
20.00kΩ

測定確度±1.0%rdg±8dgt

分解能1Ω10Ω

開放端子間電圧≦3.3V）
測定確度
分解能±1.0%rdg±8dgt
1Ω
測定抵抗値が約50Ω以下の場合にブザー音

開放端子間電圧≦3.3V

その他測定項目：周波数測定（Hz）、デューティー比測定（％）、パルス幅測定（S）

販売に関するお問い合わせ：営業部国内販売課 ＴＥＬ０２６８−３５−１６００ ＦＡＸ０２６８−３５−１６０３
製品に関するお問い合わせ：製 造 サ ー ビ ス 課 ＴＥＬ０２６８−３５−１６０２ ＦＡＸ０２６８−３５−５５１５
販売店

www.kaise.com〒３８６−０１５６ 長野県上田市林之郷４２２
ＴＥＬ０２６８−３５−１６００(代) ＦＡＸ０２６８−３５−１６０３Ｅ−ｍａｉｌｓｅｒｖｉｃｅ＠ｋａｉｓｅｃ. ｏｍ

自動車整備士のためのオシロスコープ、SK-2500※製品の外観および仕様、本カタログの記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

70-0101-2500- 4 2103

センサーやアクチュエーターの信号波形観測に！
自動車整備の「道具」として使えるオシロスコープ
自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整

波形観測例■カム角センサーとクランク角センサーの信号※100-72オシロスコープ用テストリードセット（別売付属品）が必要①SK-2500の入力端子にテストリードのプラグを差し込み、本体の電源を本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい③自動車整備リスト機能で対象の項目を選択すると、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置が自動調整され、クランク角センサー（CH1）のONにします。テストリードにはテストピンを接続します。
②CH1（＋）テストピンをクランク角センサーの信号端子に、CH2（＋）テスト波形が表示されます。

ピンをカム角センサーの信号端子に、（−）テストピンをアース端子に④電圧軸、波形位置を調整して、CH2の波形表示位置を確保します。
⑤CH2キーを押すとカム角センサー（CH2）の波形が表示されます。CH2の測定対象を自動車整備リストの中から選択することで、電圧軸と時間軸本体を覆うゴム素材のホルスターが付属。片手で持ってもすべりにくく、差し込みます。下記の例では、ワイヤーハーネスのコネクター端子からの設定、トリガー、波形表示位置を自動で調整。簡単・迅速に見やすいエンジンルーム上に安定した状態で置くことができます。

信号を取得しています。

波形を表示します。

さらに落下などの衝撃から本体を保護します。

電圧軸をCH1と同じ値に調整し、波形を見やすい位置に移動します。

自動車整備リスト画面
信号の取得

入力端子にプラグを差し込む

波形の表示

サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ

日本語表記の大型スイッチ（発光機能）、直感で使える簡単操作

一般的なサーキットテスターと同タイプのテストリードですので、使いオシロスコープの操作に不慣れな方でも扱いやすいようにスイッチを※100-72オシロスコープ用テストリードセット（別売付属品）、660 AC/DCクランプアダプター（別売付属品）が必要なれた「道具」感覚でお使いいただけます。

日本語で表記。発光スイッチやキートップの絵表記、操作方法の画面①SK-2500のCH1入力端子にクランプアダプターのプラグを、CH2入力端③CH2（＋）テストピンをイグニッションコイル信号線端子に差し込み、子にテストピン（＋）とワニグチクリップ（−）を接続したテストリードのワニグチクリップはボディアースにはさみます。
（CH2 ： 点火信号取得）

各種テストリードキット／セット、豊富なテストピンが使用可能

表示などで直感的な操作が可能です。

■オシロスコープによる圧縮抜けの確認（相関コンプレッション）④SK-2500の電源を入れて、CH1の電圧軸を500mV、CH2の電圧軸を2V、プラグを差し込みます。
②660クランプアダプターの電源を40Aに合わせて、バッテリーのアース線時間軸を100mSに設定します。にクランプします。
（CH1 ： バッテリーの電流測定）

100-72オシロスコープ用
テストリードセット（別売付属品）サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能

100-41テストリードキット（別売付属品）

トリガーホールド機能
カーソル機能で波形の詳細をチェック

日本語表記のスイッチ（発光機能付き）

操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能

入力端子にプラグを差し込む

バッテリーのアース線にクランプ⑤エンジンが始動しないように、インジェクターのヒューズまたは、全気筒温度測定が可能（温度プローブ別売）

電圧軸・時間軸の自動調整
画面表示をスクリーンショットして保存し、PCへ移動可能

オルタネーター
リップル電圧の波形観測※100-74リップル測定テストリード（別売付属品）が必要（スターターに負荷がかかっていない）箇所があり、圧縮抜けが疑われます。
あるため、イグニッションコイルから点火信号を取った1番気筒の次の次、つまり4番気筒に圧縮抜けが発生している可能性があります。

キャリングケースが付属
測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能

波形表示
カラー画像（PCディスプレイ表示）■波形例

測定車両の4気筒エンジンは、点火順序が 1 番 → 3 番 → 4 番 → 2 番でを押して画面表示を固定させます。
⑦波形を見やすい位置に移動させて観測します。

AC/DCアダプターが付属※市販のシガーアダプターは使用できません。

ボディーアース

下図の波形例では、一定の周期でバッテリーの電流値が上昇していないのコネクターを外します。
⑥クランキングするとオシロスコープに波形が表示されます。HOLDキー

単3形乾電池で駆動イグニッションコイル

表計算ソフトで作成したグラフ