プラグイントランスデューサ

仕様一覧■プラグイン2出力タイプ
品

名信号・センサ・ACトランスデューサ一覧形

名

ｱｲｿﾚｰﾀ

WTP2

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ

WDTP2 ｰC7□□□ｰ□□□□

概要

耐電圧

直流入力信号をｱｲｿﾚｰｼｮﾝした統一信号に変換

AC2,000V

2線式伝送器に電源を供給し伝送器からの信号に比例した

AC2,000V直流信号に変換
開平付

WSRDTP2 ｰC7□□□

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ

2線式伝送器に電源を供給し伝送器からの信号の平方根にAC2,000V比例した直流信号に変換

熱電温度ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

WHTP2 ｰ□□□□□

熱電対の起電力を温度に比例した直流信号に変換

AC2,000V

抵抗温度ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

WRHTP2 ｰ□□□□□

3線式測温抵抗体の抵抗値を温度に比例した直流信号に変換

AC2,000V

ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

WRTP2 ｰZ□□□

ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ抵抗値に比例した直流信号に変換

AC2,000V

交流電流ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

WAETP2 ｰ□□□□

交流電流の実効値入力に比例した直流信号に変換

AC2,000V

交流電圧ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

WVETP2 ｰ□□□□

交流電圧の実効値入力に比例した直流信号に変換

AC2,000V

周波数ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

WFTP2 ｰ□□□□□

周波数に比例した直流信号に変換

AC2,000V

トプララングスイデンューサ■ソフトスペックタイプ一覧
品

名

加減算ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

形

名

CADTP1 ｰ□□□

概要

耐電圧

3入力の加減算をし、その値に相当する直流信号を出力

AC1,500V

CCM-1によりﾊﾟﾗﾒｰﾀ変更可能
乗除算ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

CMLTP1 ｰ□□□

温圧補正ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

CLTP1 ｰ□□□

3入力の乗除算をし、その値に相当する直流信号を出力

AC1,500V

CCM-1によりﾊﾟﾗﾒｰﾀ変更可能
温度、圧力条件を演算処理し流量に比例した直流信号に変換

AC1,500V

CCM-1によりﾊﾟﾗﾒｰﾀ変更可能
関数発生ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

CFGTP1 ｰ□□□

AC1,500V

直流入力の折れ線演算します。折れ線最大15本
CCM-1によりﾊﾟﾗﾒｰﾀ変更可能

ｱﾅﾛｸﾞﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ

CAMTP1 ｰ□□□

ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

AC1,500V

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀやPIDｺﾝﾄﾛｰﾗﾀﾞｳﾝ時の出力ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ
CCM-1により追従動作と出力保持の設定が可能

電圧ﾊﾟﾙｽﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

CVFTP1 ｰ□□□

AC1,500V

直流入力に比例した周波数のﾊﾟﾙｽに変換
CCM-1によりﾊﾟﾙｽ周波数､ﾊﾟﾙｽ幅､低入力時出力ｶｯﾄの設定が可能■アラームセッター一覧
品名ｱﾗｰﾑｾｯﾀｰ

形

名

概要

耐電圧

SDD ｰ□ｰ105□ｰ□□ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ%目盛の設定値と直接入力信号を比較し接点信号を出力

AC1,500V

SD ｰ□ｰ105□ｰ□□ 実目盛の設定器の値と直接入力信号を比較し接点信号を出力

AC1,500V

SDLCｰ105 ｰ□□AC2,000V（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ%目盛）
ｱﾗｰﾑｾｯﾀｰ（実目盛）
ｱﾗｰﾑｾｯﾀｰ（液晶表示）
偏差ｱﾗｰﾑｾｯﾀｰ

LCD4桁表示SDDVｰ105ｰ□□（液晶表示）
交流電圧ｱﾗｰﾑｾｯﾀｰ

製品一覧へ

設定値と直接入力信号を比較し接点信号を出力
実目盛表示で設定可能

2つの直流信号の入力間偏差及び各個別入力の偏差を設定

AC2,000V

値と比較し接点信号を出力
SVDｰ□ｰ105□ｰ□□AC2,000V

交流電圧を入力として接点信号を出力

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c97

プラグイン
トランスデューサ

共通標準仕様・形名構成

2出力タイプ

ソフトスペック形タイプ●信号トランスデューサ●信号トランスデューサ

W （1） P （2） −（3）（1）品名（変換の種類）
記号 品 名（変換の種類）
T
アイソレータDT
ディストリビュータ
SRDT 開平付ディストリビュータ（4） （5） （6）（2）絶縁耐圧
記号 絶縁耐圧（50・60Hz）
2 入力・出力間，AC2,000V 1分間

（3）
・（4）
・（5）
・（6）
仕様番号
入力，出力，電源●センサトランスデューサ

C （1） P （2） −（3）（1）品名（変換の種類）（4） （5）（2）絶縁耐圧

記号 品 名（変換の種類）
ADT
加減算
MLT
乗除算
LT
温圧補正
FGT
関数発生
AMT アナログバックアップ
VFT
電圧パルス

記号 絶縁耐圧（50・60Hz）
1 入力・出力間，AC1,500V 1分間

（3）
・（4）
・（5）
仕様番号
入力，出力，電源
トプ
ララ
ング
スイデン
ュ
ーサ

W （1） P （2） − （3） （4） （5） （6） （7）（1）品名（入力の種類）
記号HTRHTRT

品 名（入力の種類）
熱電温度
抵抗温度
ポテンショメータ（2）絶縁耐圧
記号 絶縁耐圧（50・60Hz）
2 入力・出力間，AC2,000V 1分間

（3）
・（4）
・（5）
・（6）
・（7）仕様番号
熱電対の種類，入力，出力，電源
測温抵抗体の種類，入力，出力，電源
入力，出力，電源入力，正常動作電圧，出力，電源●ACトランスデューサ
W （1） P （2） − （3） （4） （5） （6） （7）（1）品名（入力の種類）
記号
VET
AETFT

品 名（入力の種類）
交流電圧（実効値）
交流電流（実効値）
周波数

信号避雷器

（2）絶縁耐圧
記号 絶縁耐圧（50・60Hz）
2 入力・出力間，AC2,000V 1分間
入力，定格電圧（電流），出力，電源

DA − （1）

記号
TPHT
RH
RTGT

AR − （1）品 名（変換の種類）
DC4〜20mA用
熱電対用
測温抵抗体用ポテンショメータ用
パルス用

アラームセッター（1） − （2） − 105 （3） − （4） （5）（2）整定

（1）目盛
記号
SDSDD

目 盛実目盛デジタル%目盛

記号
HL
HH
LL
H
L

（3）オプション
記号なし
Dオプション
標準接点遅延回路付

整定上・下限整定
上・上限整定下・下限整定
上限整定
下限整定

（4）入力
（5）制御電源（3）・（4）・（5）・（6）・（7）仕様番号

電源用避電器（1）品名（変換の種類）●プログラミングユニット
CCM-1

液晶デジタル表示タイプ

SDLC − 105 − （1） （2）（1）入力（2）制御電源（1）定格線間電圧
記号100200定格線間電圧
AC100/110V
AC200/220V

DA − 1 （1）電源定格の種類記号
電源定格AC125V/DC180V以下の電源用
1AC250V以下の電源用
2
DC30V以下の電源用
3DA − 2 （1）

偏差アラームセッター

SDDV − 105 − （1） （2）（1）入力（2）制御電源

パルスアイソレータ

PPTP2 − （1） （2）電源定格の種類記号
電源定格AC125V/DC180V以下の電源用
1AC250V以下の電源用
2

製品一覧へDAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/（1）出力（2）補助電源

トランスデューサ カタログ

98-099c99

プラグイン
トランスデューサ

Cシリーズ

ソフトスペックタイプ■共通標準仕様●高品質高信頼性●プリント基板処理

電子部品は高信頼性パーツを採用し、部品単体でのエージング及び製品における、高温環境下での通電エージングを実施しています。

プリント板B面は部品取付後クリーニングし、耐湿性の高いワニスでコーティング処理を行い、基板面の絶縁抵抗の安定性をはかり絶縁劣化の防止をしています。

●出力リミッタ回路
過大入力が印加されても出力を定格の約1.5倍以下に制限し、出力側機器の保護をします。

トプ
ララング
スイデンュ
ーサ

■形名の構成C （1） P （2） −（1）品名（変換の種類）
記号
ADT
MLTLT
FGT
AMTVFT（3） （4）（5）（2）絶縁耐圧品 名（変換の種類）
加減算
乗除算
温圧補正
関数発生
アナログバックアップ
電圧パルス

（3）
（4）
（5）

記 号 絶 縁 耐 圧（50・60Hz）
入力・出力間、AC1500V 1分間
1（3）入力仕様（4）出力仕様（5）補助電源
個別仕様を参照して下さい。

■標準仕様
項

目

仕様

許容
差
温 度 の 影 響諸特性
出力リップル
出力の外部調整補 助 電 源

出力スパンに対する％
23±10℃で許容差％許容差に応じてJIS C1111-1989に準拠。
出力スパンに対し1％P−P以下±5％調整可能
各仕様一覧による。
入力 定格電圧の2倍（10秒）,1.2倍（連続）過 電 圧 強 度
補助電源 定格電圧の1.5倍（10秒）,1.2倍（連続）項目

過 電 流 強 度
絶縁抵

抗外 箱 の 材 質外観色

使用温湿度範囲
保存温度範囲仕様
定格電流の10倍（5秒），1.2倍（連続）入力端子，出力端子，補助電源端子，外箱相互間DC500V 50MΩ以上
難燃性ABS樹脂
外箱 黒色（N1.5）
貼 銘 板 紺色（5PB 2/6）
0〜＋55℃，5〜90℃RH 結露しない事−40〜＋70℃

145
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

ソフトスペックタイプ

Cシリーズ

プログラミングユニット
CCM-1

■用途
プログラミングユニットはソフトスペックタイプトランス
デューサ（Cシリーズ）の設定値を変更する設定器です。
データ設定機能のほか、プログラミングユニットによる任意の値を出力でき、ループテストを行う時に便利です。
トプ
ララ
ング
スイ
デンュ
ーサ

■仕様
電源：ソフトスペックタイプトランスデューサから供給
接続：モジュラージャック
質量：300g■外形図 （単位：mm）■ご注文時の指定事項●指定事項形名CCM ｰ 1
152
製品一覧へDAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

プラグイン
トランスデューサ

外形図■外形図 （単位：mm）
図1●本体

8ピンタイプ●ソケット （形名：8PFA

オムロン製）

図2
トプララ
ング
スイデンュ
ーサ

●本体

8ピンタイプ●ソケット （形名：8PFA

図3●本体

11ピンタイプ●ソケット （形名：11PFA

オムロン製）■集合取付要領 （単位：mm）●パネル取付の場合●レール取付の場合●直列抵抗器（DM-1）154
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

オムロン製）