22. 別売付属品 ： 660AC/DCクランプアダプター、821ACクランプアダプター、
100-41テストリードキット、100-62テストリードセット、940ワニ
グチクリップ

デジタルマルチメーター

1. 直流電圧・周波数・デューティー比 (8-2. 周波数 ( Hz )V・Hz・% )V)
内部抵抗 最大許容入力 レンジ切換 過負荷保護>100MΩ
1500V DC
≒11MΩ 1100V DC オート/
または
または
マニュアル
ACピーク
≒10MΩ ACピーク

レンジ
測定確度
5.00Hz〜49.99Hz
50.0Hz〜499.9Hz±0.2%rdg±2dgt
0.500kHz〜4.999kHz
5.00kHz〜20.00kHz

感電事故を防止して安全な測定をするために、説明書をよく読んでから本器をお使いください。特に本体および説明書で記号のついているところは重要です。
この記号はIEC規格およびISO規格に定められている記号で説明書をよく読んでから本器を使ってくださいということを表しています。

警告

この表示はその内容を守らずに誤った取り扱いをすると人が死
亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

注意

この表示はその内容を守らずに誤った取り扱いをすると人が負傷したり物的損害を発生させる可能性があることを示しています。

分解能 入力感度 最大許容入力 レンジ切換
0.01Hz0.1Hz
5V rms
300V rms オートのみ
1Hz
10Hz

1-3. デューティー比 ( % )レンジ
10.0%〜90.0%

測定確度 (40Hz〜500Hz)±2%rdg±2dgt

分解能
0.1%

入力感度
5V矩形波

最大許容入力300V rms

2. 交流電圧・周波数・デューティー比 ( 〜V・Hz・% )強電回路は非常に危険なので測定しないでください。強電電路(回路)にはしばしば高いサージ電圧が重畳しており、これが爆発的短絡の誘因となります。このテスタ
ーは弱電回路測定用です。弱電回路でも高電圧の測定には十分注意してください。

2-1. 交流電圧 ( 〜V )平均値型

レンジ 測定確度(40〜500Hz) 分解能 内部抵抗 最大許容入力 レンジ切換 過負荷保護
4.000V
1mV≒11MΩ
1500V DCオート/
40.00V
10mV
または±1%rdg±5dgt
750V rms
マニュアル
400.0V
100mV ≒10MΩ
ACピーク
750V
1V

分解能 入力感度 最大許容入力 レンジ切換
0.01Hz0.1Hz
5V rms
300V rms オートのみ
1Hz
10Hz

2-3. デューティー比 ( % )はじめに
このたびはカイセのデジタルマルチメーターSK-6161/SK-6163をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本器の十分な活用と安全な測定のため、取扱説明書はいつも手元に置きよくお読み頂いた上でご使用ください。

1. 包装内容の確認
製品包装の中には次のものが入っています。本器がお手元に届きましたら、輸送中の異常または破損がないか点検してください。万一、不具合や付属品の欠品等がありましたら、お買い上げ販売店または弊社までご連絡ください。
1. デジタルマルチメーター
2. テストリード (100-57)
3. キャリングケース (1020)
4. 電池 (1.5V R6P, 単3)

レンジ
測定確度
5.00Hz〜49.99Hz
50.0Hz〜499.9Hz±0.2%rdg±2dgt
0.500kHz〜4.999kHz
5.00kHz〜20.00kHz

5. スペアヒューズ(0.5A/250V,15A/250A)
6. 取扱説明書

1台
1組
1個
2本

各1本
1冊

2. 仕様

レンジ
10.0%〜90.0%

測定確度 (40Hz〜500Hz)±2%rdg±2dgt

レンジ400.0Ω

レンジ
1.000V

1. 表示板 (LCD) ：a. 数字表示 ： 4000カウント、文字高20mm
b. 単位およびサイン：AUTO, −, , 〜, APO, DH, DIFF, Ω, kΩ, MΩ, Hz, %, nF, μF,
mV, V, μA, mA, A,,,, および小数点2. 動作原理 ： Σ⊿ 変換方式
3. レンジ切換 ： オートレンジ/マニュアルレンジ
4. 極性表示： 自動 ("−"のみ点灯)
5. 入力オーバー警告表示 ： 4000カウント(ダイオードテスト2V)を超えた場合OL表示
6. 電池消耗表示 ： 約2.4V以下でサイン表示
7. 動作電圧範囲： 電池消耗表示電圧値以上3.6V以下
8. サンプリング速度 ： 約2.5回/秒 (周波数、デューティー比、静電容量測定は除く)
9. ディスプレイホールド(SK-6163のみ) ： DHキーで測定値を固定
10. 偏差測定(SK-6163のみ)： DIFFキー長押しにて測定
11. 耐電圧 ： AC 3kVrms 1分間 (50/60Hz)
12. 使用温・湿度 ： 0℃〜40℃、80％RH以下 (但し結露のないこと)
13. 保存温・湿度 ： -20℃〜60℃、70％RH以下 (但し結露のないこと)
14. 温度係数 ： 23℃±5℃の時の確度×0.1/℃
15. 電源 ： 1.5V R6P(単3)電池2本
16. 消費電力 ： 6mW (最大70mW)、オートパワーセーブ時0.03mW
17. 連続測定時間 ： 300時間以上
18. オートパワーセーブ ： 約12分後に自動的に電源オフ(解除可能)
19. ヒューズ： μA, mAファンクション：0.5A/250V (φ5×20mm)
20Aファンクション：15A/250V (φ5×20mm)
20. 寸法・重量 ： 160(H)×75(W)×34(D)mm, 約180g
21. 付属品 ： 100-57テストリード、1020キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、F14ス
ペアヒューズ(0.5A/250V)1本、F16スペアヒューズ(15A/250V)1本、取扱説明書

-1-

入力感度
5V矩形波

最大許容入力300V rms

レンジ
測定確度
分解能 測定電流 開放端子間電圧 レンジ切換 過負荷保護
400.0Ω
±0.8%rdg±3dgt 0.1Ω ≦0.3mA
4.000kΩ
1Ω
≦40μA
300V rms
オート/
40.00kΩ ±0.8%rdg±2dgt 10Ω
≦4μA
約0.44V
1分間
マニュアル
400.0kΩ100Ω ≦0.4μA
4.000MΩ ±2%rdg±3dgt 1kΩ
≦40nA
40.00MΩ ±3%rdg±3dgt 10kΩ4. 導通試験 (6. 静電容量 (レンジ
50.00nF
500.0nF
5.000μF
50.00μF
100.0μF

)

応答時間
1ms

開放端子間電圧約0.44V

過負荷保護
300V rms 1分間

試験電流≦0.7mA

開放端子間電圧約0.44V

過負荷保護
300V rms 1分間)

測定確度±5%rdg±3dgt※SK-6163のみ

測定確度±5.0%rdg±10dgt

分解能
10pF
0.1nF
1nF
10nF
0.1μF

試験電圧

レンジ切換

オートのみ

DHキー

SK-6163のみ

Hz
%n
μF
mVA
RANGE

/ /Hz
/

OFF

Ω

Hz

交流：平均値型
レンジ 測定確度 (交流:40〜500Hz) 分解能 電圧降下 最大許容入力 レンジ切換 過負荷保護
直流:±1.5%rdg±2dgt
4.000A1mA
4A
交流:±2%rdg±7dgt
0〜10.00A
15A/250V
オート/
直流:±1.5%rdg±2dgt
ヒューズ
30mV/Aマニュアル
交流:±2%rdg±7dgt
保護20.00A
10mA
20A(30秒間)
10.01A〜20.00A
直流:±2.5%rdg±4dgt
交流:±3%rdg±7dgt

μA

Hz

AUTO
POWER
OFF

20A/30sec.
FUSED

レンジ
測定確度
分解能 入力感度 最大許容入力 レンジ切換
5.00Hz〜49.99Hz
0.01Hz50.0Hz〜499.9Hz±0.2%rdg±2dgt 0.1Hz 0.5A以上 20A(30秒間) オートのみ
0.500kHz〜1.000kHz
1Hz

MAX 1000VCOM
MAX 1kV

警告： 測定前に本体ケースに割れや濡れがないか点検のうえ、常にきれいにして乾いた状態でご使用ください。テストリードに断線や絶縁不良がないか充分に確認してください。

2. 強電回路測定の禁止

V※図はSK-6163です。

/ 750V

mA μA

Ω

入力端子
テスト
リード
図-3

4-1. 表示板 (LCD)
AUTO

警告： 強電回路(大型モーター、配電用トランス、ブスバー等への電気容量の大きい工場内外の動力線等)は測定しないでください。強電回路には高サージ電圧が重畳している可能性があり、爆発的短絡の誘因となります。一般的には、交流電圧30V、直流電圧42.4Vを超える電路で、その電路からアースへ流れる電流が0.5mAを超えると感電事故を起こす危険があります。

3. 弱電の高電圧回路測定についての警告
警告： 弱電回路(家電製品や電子機器の回路で電気容量の小さい回路)でも、高電圧回路(100V以上)は危険です。感電の恐れがあるため活線部分には触れないよう充分注意してください。

4. 弱電の高電圧回路を測定する場合の注意事項
警告：感電防止のため、以下の注意事項を厳守してください。

図-1参照●テスター本体を手に持たない。
●測定中は、測定回路やテストリードに手や身体が触れないよう充分距離をとる。
●テストリードの先端にワニグチクリップを付ける。
●ワニグチクリップ(テストリード)を測定回路に接続する時は、必ず回路の電源を切る。
●測定終了後は回路の電源を切り、LCDの表示がゼロになってからワニグチクリ
ップ(テストリード)を外す。

やむを得ず活線(電圧のかかっている回路)を測定する場合は、以下の注意事項を厳守してください。

図-2参照●テスター本体を手に持たない。
●測定回路やテストリードに手や身体が触れないよう充分距離をとる。
●黒色テストリード：ワニグチクリップを付け測定回路の−(アース)側に接続する。
●赤色テストリード：測定回路の＋(高電位)側に当てる。
SK-6163

V

APO

DIGITAL MULTIMETER

DH

RANGE

Hz/%

赤色

/ /Hz
/

DIFF
(1Sec<)

Ω

20A
Hz

mA

Hz

μA

Hz

黒色

ワニグチ
クリップ

20A/30sec.
FUSED

MAX 1000V

COM

20A
MAX 1kV

V

mA μA

Hz
%n
μF
mVA

APO

図-4

4-2. ファンクションスイッチ
電源および測定項目を選択するスイッチです。OFFから各測定ファンクションに合わせると電源が入ります。測定終了後は必ずスイッチをOFFにして電源を切ってください。

警

告

測定時にはファンクションスイッチが正しい位置に設定されているか確認してください。特に、電圧測定以外の位置で誤って電圧を測定しないでください。
● 電気事故や本器の焼損防止のため、ファンクションスイッチを切り換える時は必ずテストリードを測定回路から外してください。
●

4-3. SELECTキー：測定項目の切り換え
複数の測定項目がある測定レンジで各項目を選択する時に使用します。SELECTキー
を押すと以下のように測定項目が切り換わります。
● 電圧測定：V または 〜V → Hz → % →V または 〜V
● 電流測定(A/mA/μA)：
A → 〜A → Hz → A● ダイオードテスト、静電容量(SK-6163のみ)：→品
SK-6161

品質保証期間/ 750VDIFF: 導通試験時に点灯
AUTO : オートレンジ: 電池消耗時に点灯: ダイオードテスト時に点灯: 直流
Ω, kΩ, MΩ : 抵抗測定の単位: 周波数測定の単位Hz− : マイナス: デューティー比測定の単位%〜 : 交流nF, μF : 静電容量測定の単位(SK-6163のみ)
APO : オートパワーセーブ機能オン時に点灯: 電圧測定の単位
mV, V
DH : ディスプレイホールド(SK-6163のみ)
μA, mA, A : 電流測定の単位(μAはSK-6163のみ)
DIFF : 偏差測定時に点灯(SK-6163のみ)

MODEL

黒色

AUTO
POWER
OFF

DH

kMΩ

赤色

購入日

質

保

SK-6163

証書

Serial No.
年

月

日から1カ年

Ω

販売代理店および所在地
図-1

図-2

3-2. テスターの故障防止印

1. ファンクションスイッチの設定
警告：測定時にはファンクションスイッチが正しい位置に設定されているか確認してください。特に電圧測定( V, 〜V)以外の位置で誤って電圧を測定しないでください。

2. 最大許容入力値の厳守

7-2. 周波数 ( Hz )

mA

Hz

V

Hz/%

1. テスター本体とテストリードのチェック

OFF

A / 〜A )

20A

V

Hz/%

人体への感電事故防止とテスターの焼損防止のため、次の事項をよく理解し厳守して安全な測定をしてください。

V

A・〜A・Hz )RANGEキー
SELECTキー

Hz/%

DIFF
(1Sec<)DIFFキー

3-1. 電気事故の防止

過負荷保護
300V rms
1分間

表示板(LCD)

DIFF

DH

3. 安全測定と使用上の注意

Hz/%

-2-

DH

kMΩ

ファンクションスイッチ

Hz/%

7-1. 直流/交流電流 (SK-6163
AUTO

DIGITAL MULTIMETER

レンジ
測定確度
分解能 入力感度 最大許容入力 レンジ切換
5.00Hz〜49.99Hz
0.01Hz50.0Hz〜499.9Hz±0.2%rdg±2dgt 0.1Hz 50μA以上 4000μA オートのみ
0.500kHz〜1.000kHz
1Hz

V

7. 20Aレンジ：直流/交流電流・周波数 (4. 各部の名称と説明

APO

AUTO

≦1.7V

内蔵したまま放置すると、電解液が漏出して内部を腐食することがあります。

9-2. 周波数 ( Hz ))ブザー抵抗値
約60Ω以下μA・〜μA・Hz ) ※SK-6163のみ

μA / 〜μA )交流：平均値型
レンジ 測定確度(交流:40〜500Hz) 分解能 電圧降下 最大許容入力 レンジ切換 過負荷保護
400μA オート/
0.5A/250V
400.0μA 直流:±1%rdg±1dgt 0.1μA
0.11mV/μA
4000μA マニュアル ヒューズ保護
4000μA 交流:±1.5%rdg±5dgt 1μA

3. 抵抗 ( Ω )5. ダイオードテスト (2-1. 一般仕様

分解能
0.1%

での使用および保管は避けてください。

注意2：本器をこすったり、ベンジン、アルコール等溶剤で拭かないでください。
注意3：本器を長期間使用しない時は電池を取り外してください。消耗した電池を20A

2-2. 周波数 ( Hz )告

ご注意ください。

注意1：本器の構造は精密です。強い振動や衝撃を与えず、車中や高温多湿な場所

9. μAレンジ：直流/交流電流・周波数 (4.000Vレンジにて周波数範囲300Hz〜500Hzの時：±1.5%rdg±5dgt

警

警告1：電気測定の知識と経験のない人および子供には使用させないでください。
警告2：裸足や上半身裸での電気測定は危険です。感電事故の危険があります。
警告3：テストリードの先端は尖っており大変危険です。目などに刺さらないよう

レンジ
測定確度
分解能 入力感度 最大許容入力 レンジ切換
5.00Hz〜49.99Hz
0.01Hz
400mA
50.0Hz〜499.9Hz
オートのみ±0.2%rdg±2dgt 0.1Hz 5mA以上
0.500kHz〜1.000kHz
1Hz

9-1. 直流/交流電流 (1-2. 周波数 ( Hz )安全な測定をするために!!

3-3. 取り扱い上の注意

mA・〜mA・Hz )mA / 〜mA )2-2. 測定仕様 (23℃±5℃、80％RH以下、但し結露のないこと)

レンジ
測定確度
分解能
400.0mV ±0.5%rdg±2dgt 0.1mV
4.000V1mV
40.00V±0.5%rdg±1dgt 10mV
400.0V
100mV
1000V
1V

SK-6161/6163

8-1. 直流/交流電流 (交流：平均値型
レンジ 測定確度(交流:40〜500Hz) 分解能 電圧降下 最大許容入力 レンジ切換 過負荷保護
40mA
0.5A/250V
オート/
40.00mA 直流:±1%rdg±1dgt 0.01mA
2mV/mA
400mA マニュアル ヒューズ保護400.0mA 交流:±1.5%rdg±5dgt 0.1mA

1-1. 直流電圧 (取扱説明書

8. mAレンジ：直流/交流電流・周波数 (警告：測定仕様に記載されている最大許容入力値を超えた測定をしないでください。

※ 品質保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じました場合は、裏面記載の品質保証規定により無償で修理いたします。
製品にこの品質保証書を添えて、上記販売代理店、または直接カイセ株式会社営業部サービス係へご送付ください。
※ 購入年月日は販売代理店が記入します。販売代理店名およびその押印なき品質保証書は無効となりますので、購入時に確認してください。

3. テストリードの取り外し

警告： 測定中にファンクションスイッチを回す時や電池およびヒューズ交換時にリアケースを外す時は、必ずテストリードを測定回路から外してください。
-3-〒386-0156

長野県上田市林之郷422-4-

電話 0268-35-1600（代表）4-4. RANGEキー：レンジホールド

5-5. 導通試験 (SK-6163

オートレンジ測定中にこのキーを押すと、その時の測定レンジに固定されマニュアル
レンジ測定になります(AUTO消灯)。マニュアルレンジ測定中にレンジを移動するにはRANGEキーを押します。
オートレンジに戻る：RANGEキーを1秒以上長押しします(AUTO点灯)。
注：RANGEキーは直流/交流電圧、抵抗、直流/交流電流測定で使用できます。

AUTO

Hz/%

DIGITAL MULTIMETER

DH

RANGE

/ /Hz
/

DIFF
(1Sec<)

OFF

Ω

Hz

●測定前にファンクションスイッチが正しく設定されているか確認してください。
●導通試験レンジで電圧を測定しないでください。感電事故や本器の焼損につながる恐れがあります。
●回路内の導通を試験する時は、必ず回路の電源を切り、コンデンサーを放電してください。
●感電事故および本器の焼損防止のため「3. 安全測定と使用上の注意」をよく読んで測定してください。

黒

20A

V

mA

Hz

V

μA

Hz/%

Hz

AUTO
POWER
OFF

このキーを押すとLCDの表示値を固定します(DH点灯)。
解除：再度DHキーを押します。

20A/30sec.
FUSED

MAX 1000V

V

COM

20A

/ 750V

バッテリー

mA μA

Ω

MAX 1kV

4-6. DIFFキー：偏差測定 ※DHキーと共通 / SK-6163のみ
測定中にこのキーを1秒以上長押しすると、その時の測定値が基準値として0±1デジ
ットに変換され、以降は基準値からの偏差値を表示します(DIFF点灯)。
解除：再度DIFFキーを1秒以上長押しします。偏差測定が解除され通常測定に戻ります。

図-55-3. 交流電圧・周波数・デューティー比測定 ( 〜V・Hz・% )4-7. 入力端子・テストリード
COM端子に黒、それ以外の端子に赤のテストリードを差し込みます。
注：20Aレンジ測定時は20A端子に赤のテストリードを差し込んでください。

5. 測定方法
5-1. 測定準備
1．取扱説明書の精読
本器の測定仕様と機能を充分理解し「3. 安全測定と使用上の注意」をよく読んで安全な測定をしてください。

2．電池
測定前に「6-1. 電池およびヒューズの交換」を参照して1.5V R6P(単3)電池 2本を入れてください。電池消耗時(
サイン点灯時)も同様の方法で電池を交換してください。

3．ヒューズ
電流測定レンジは0.5A/250Vおよび15A/250Vヒューズで保護されています。交換方法
は「6-1. 電池およびヒューズの交換」をご参照ください。

4．入力オーバー表示
測定値が4000カウント(ダイオードテストでは2V)を超えるとOL表示となります。

5．オートパワーセーブ

警

告●強電回路の測定はしないでください。
●測定仕様に記載されている最大許容入力値を超えた測定はしないでください。
●測定前にファンクションスイッチが正しく設定されているか確認してください。
●感電事故および本器の焼損防止のため「3. 安全測定と使用上の注意」をよく読んで測定してください。
1. COM端子に黒、V端子に赤のテストリードを差し込みます。
2. ファンクションスイッチを 〜V Hz/% に合わせます。
注： この時入力がないのに意味のない数字を表示するのは、テスターの内部抵抗が高く周囲のノイズを拾うために起こる現象です。故障ではありません。
3. 測定する回路の−(アース側)に黒、＋(高電位側)に赤のテストリードを接続します。
注：電圧測定では、本器を回路(電源)と並列に接続します。
注： 危険性のある回路では、安全のためテストリード先端にワニグチクリップ(別売)を付けて測定してください。
4. LCDに表示された測定値を読みます。
5. ファンクションスイッチをOFFにして電源を切ります。
周波数測定(Hz)：電圧測定中にSELECTキーを押すと周波数(Hz)が測定できます。
デューティー比測定(%)：周波数測定中にSELECTキーを押すとデューティー比(%)が測定できます。再度SELECTキーを押すと交流電圧測定に戻ります。
測定サポート機能：レンジホールド、ディスプレイホールド(SK-6163)、偏差測定(SK-6163)
コンセント

SK-6163
AUTO

1. COM端子に黒、 端子に赤のテストリードを差し込みます。
2. ファンクションスイッチをに合わせます。
3. 回路内の導通を試験する時は、回路の電源を切り、コンデンサーを放電します。
4. 試験する回路の両端にテストリードを接続します。回路抵抗が約60Ω以下で導通ブザーが鳴ります。
5. ファンクションスイッチをOFFにして電源を切ります。

5-6. ダイオードテスト (警

周波数測定(Hz)：電流測定中にSELECTキーを押すと周波数(Hz)が測定できます(直流
電流測定では2回、交流電流測定では1回押す)。
測定サポート機能：レンジホールド、ディスプレイホールド(SK-6163)、偏差測定(SK-6163)

6-1. 電池およびヒューズの交換

告●測定前にファンクションスイッチが正しく設定されているか確認してください。
●ダイオードテストレンジで電圧を測定しないでください。感電事故や本器の焼損につながる恐れがあります。
●回路内のダイオードをテストする時は、必ず回路の電源を切り、コンデンサーを放電してください。
●感電事故および本器の焼損防止のため「3. 安全測定と使用上の注意」をよく読んで測定してください。
1. COM端子に黒、 端子に赤のテストリードを差し込みます。
2. ファンクションスイッチを(SK-6163は)に合わせます。
3. 回路内のダイオードをテストする時は、回路の電源を切り、コンデンサーを放電した後ダイオードの片側を外します。
4. 黒色テストリードをダイオードのアノード側に、赤色テストリードをカソード側に接続します(逆方向接続)。LCDに"OL"と表示されていることを確認します。
5. テストリードを4.と逆に接続します(順方向接続)。この時LCDに以下の数値が表示されれば正常です。
●
シリコンダイオード：0.4V〜0.7V●
ゲルマニウムダイオード：0.1V〜0.4V
6. ファンクションスイッチをOFFにして電源を切ります。
逆方向接続

順方向接続
カソード

mVA

APO

1. COM端子に黒、ｍＡ/μA端子または20A端子に赤のテストリードを差し込みます。
注：20Aレンジ測定の時は、20A端子に赤のテストリードを差し込んでください。
2. ファンクションスイッチを電流測定レンジに合わせます。測定する電流の大きさに応じて 20A Hz / mA Hz / μA Hz (μAはSK-6163のみ) から適切なレンジを選んでください。
3. 交流電流測定の時はSELECTキーを1回押し、交流(〜)に切り換えます。
4. 測定する回路の電源を切り、コンデンサーを放電した後、回路を切断します。
5. 回路の−(アース側)に黒、＋(高電位側)に赤のテストリードを接続します。
注：電流測定では、本器を回路(電源)と直列に接続します。
注：必要に応じてテストリード先端にワニグチクリップ(別売)を付けてください。
6. 測定する回路の電源を入れ、LCDに表示された測定値を読みます。
7. 測定回路の電源を切り、回路内のコンデンサーを放電します。テストリードを測定回路から外し、ファンクションスイッチをOFFにして電源を切ります。

6. 保守管理)

カソード

最終キー操作後約12分で自動的に表示が消えて電源オフ状態になります。
注：オートパワーセーブ中もわずかに電力を消費します(約0.03mW)。電池の消耗を防
ぐため、測定終了後はファンクションスイッチをOFFにして電源を切ってください。
解除：SELECTキーを押しながらファンクションスイッチを回して電源を入れます(APO消灯)。

告

Hz/%

Hz/%

4-5. DHキー：ディスプレイホールド ※SK-6163のみ

警

赤

mVA

APO

V

)

警

ヒューズ定格：0.5A/250V (φ5×20mm)、15A/250V (φ5×20mm)
1. 測定を終了し、テストリードを入力端子から外します。ファンクションスイッチ
をOFFにします。
2. ネジをゆるめてリアケースを外します(ケースの下側を持ち上げてから上部のはめ込みを外してください)。
3. 使用済み電池を取り外し、極性に注意して新しい1.5V R6P電池 2本を入れます。
4. ヒューズの交換：切れたヒューズをヒューズホルダーから外し、新しい指定定格のヒューズと交換します。
注：ヒューズ端の銀色部分に定格値が刻印されています。0.5A、15Aとも寸法が同じのため、刻印をよく確認して正しいヒューズと交換してください。
5. ケース上部のはめ込みを合わせてからリアケースを取り付け、ネジを締めます。
はめ込み

DIGITAL MULTIMETER

1. COM端子に黒、V端子に赤のテストリードを差し込みます。
2. ファンクションスイッチを
V Hz/%に合わせます。
注： この時入力がないのに意味のない数字を表示するのは、テスターの内部抵抗が高く周囲のノイズを拾うために起こる現象です。故障ではありません。
3. 測定する回路の−(アース側)に黒、＋(高電位側)に赤のテストリードを接続します。
注：電圧測定では、本器を回路(電源)と並列に接続します。
注： 危険性のある回路では、安全のためテストリード先端にワニグチクリップ(別売)を付けて測定してください。
4. LCDに表示された測定値を読みます。
5. ファンクションスイッチをOFFにして電源を切ります。
周波数測定(Hz)：電圧測定中にSELECTキーを押すと周波数(Hz)が測定できます。
デューティー比測定(%)：周波数測定中にSELECTキーを押すとデューティー比(%)が測定できます。再度SELECTキーを押すと直流電圧測定に戻ります。
測定サポート機能：レンジホールド、ディスプレイホールド(SK-6163)、偏差測定(SK-6163)

質

保

証

規

OFF

Ω

20A
Hz

V

mA

Hz/%

Hz

V

μA

Hz/%

定

品質保証期間中に説明書に則った正しい使用状態において、万一故障が生じた場合には無償で修理いたします。但し、下記事項に該当する故障・破損は無償修理の対象から除外し、有償修理となります。

赤Hz

20A/30sec.
FUSED

MAX 1000V

V

COM

20A

図-6

5-7. 静電容量測定 (ネジ) ※SK-6163のみ

警
警

告●測定前にファンクションスイッチが正しく設定されているか確認してください。
●抵抗測定レンジで電圧を測定しないでください。感電事故や本器の焼損につながる恐れがあります。
●回路内の抵抗器を測定する時は、必ず回路の電源を切り、コンデンサーを放電してください。
●感電事故および本器の焼損防止のため「3. 安全測定と使用上の注意」をよく読んで測定してください。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

COM端子に黒、Ω端子に赤のテストリードを差し込みます。
ファンクションスイッチを Ω に合わせます。
回路内の抵抗器を測定する時は、回路の電源を切り、コンデンサーを放電します。
測定する抵抗器の片側を回路から外し、両端にテストリードを接続します。
LCDに表示された測定値を読みます。
ファンクションスイッチをOFFにして電源を切ります。

測定サポート機能：レンジホールド、ディスプレイホールド(SK-6163)、偏差測定(SK-6163)

抵抗器

kMΩ

Ω

APO
DIGITAL MULTIMETER

DH

RANGE

Hz/%

/ /Hz
/

DIFF
(1Sec<)

OFF

Ω

黒

赤

20A
Hz

V

Hz/%

mA

Hz

V

μA

Hz/%

Hz

AUTO
POWER
OFF

MAX 1000VCOM
MAX 1kVV/ 750V

mA μA

Ω

故障の症状
故障の原因
（わかったら）

図-7

-6-

告

●測定前にファンクションスイッチが正しく設定されているか確認してください。
●静電容量測定レンジで電圧を測定しないでください。感電事故や本器の焼損につながる恐れがあります。
●回路内のコンデンサーを測定する時は、必ず回路の電源を切り、コンデンサーを放電してください。
●感電事故および本器の焼損防止のため「3. 安全測定と使用上の注意」をよく読んで測定してください。
1. COM端子に黒、 端子に赤のテストリードを差し込みます。
2. ファンクションスイッチをに合わせます。
3. SELECTキーを1回押してLCDに nF の単位を点灯させます。
4. DIFFキーを1秒以上長押しして表示を0±3デジット以下にします。
5. 回路内のコンデンサーを測定する時は、回路の電源を切り、コンデンサーを放電した後、測定するコンデンサーの片側を外します。
6. コンデンサーの両端にテストリードを接続し、LCDに表示された測定値を読みます。
注：測定する静電容量が大きいと測定時間が長くなります。
7. ファンクションスイッチをOFFにして電源を切ります。
測定サポート機能：ディスプレイホールド(SK-6163)

5-8. 電流・周波数測定 (SK-6163
AUTO

A/

mA / μA・Hz )警

告●強電回路の測定はしないでください。
●各測定レンジの最大許容入力値を超えた測定はしないでください。
●測定前にファンクションスイッチが正しく設定されているか確認してください。
●電流測定レンジで電圧を測定しないでください。感電事故や本器の焼損につながる恐れがあります。
●感電事故および本器の焼損防止のため「3. 安全測定と使用上の注意」をよく読んで測定してください。
●20Aレンジ測定時は、赤色テストリードは必ず20A端子に差し込んでください。
●20Aレンジでの20A(最大許容入力値)の連続測定時間は30秒間以内です。

-7-

1.5V R6P(単3)
電池 2本

基板
図-8

5-4. 抵抗測定 (Ω)

20A

-5-

赤

赤

/ 750VmA μA

黒20A/30sec.
FUSED

修理依頼

黒

Ω

MAX 1kV記
1. 取扱説明書に基づかない不適当な取り扱い、または使用による故障。
2. カイセ特約サービス代理店、または当社サービス部門以外でなされた修理または改造に起因する故障。
3. お買い上げ後の輸送または落下等によって生じた故障。
4. 火災、水害、地震等天災地変によって生じた故障・破損。
5. 消耗部品(電池等)の補充または取り換え。
6. 品質保証書の提出がない場合。
7. その他、当社の責任とみなされない故障。

黒

リアケース

AUTO
POWER
OFF

●強電回路の測定はしないでください。
●測定仕様に記載されている最大許容入力値を超えた測定はしないでください。
●測定前にファンクションスイッチが正しく設定されているか確認してください。
●感電事故および本器の焼損防止のため「3. 安全測定と使用上の注意」をよく読んで測定してください。

品

/ /Hz
/

DIFF
(1Sec<)

Hz/%

告

Hz/%

アノード

警

V

V・Hz・% )

RANGE

アノード

5-2. 直流電圧・周波数・デューティー比測定 (DH

告●感電事故防止のため、測定を終了してから電池・ヒューズを交換してください。
●テストリードは測定回路および本器の入力端子から外し、ファンクションス
イッチは必ずOFFにしてください。
●ヒューズは必ず指定のものを使用してください。ヒューズホルダーを短絡しての使用は絶対にしないでください。

※ネジ穴からは外れない構造になっています。

15A/250V
ヒューズ

※ヒューズ

0.5A/250V
ヒューズ

定格の刻印
を確認
図-9

注： 本器を長期間使用しない場合は電池を取り外してください。消耗した電池を内蔵したまま放置すると電解液が漏出して内部を腐食することがあります。

6-2. 定期的点検・校正
安全で正確な測定を維持するためには定期的な点検・校正が必要です。
本器は通常の使用で1年以上許容誤差内の精度を維持できるよう製造されていますが、少なくとも1年に1回は定期的に点検・校正してください。点検・校正は製造元へ依頼されるのが確実な方法です。

6-3. 修理

本器が正常な動作をせず修理を依頼される場合には、事前に次の点検をしてください。
●電池が接触不良または消耗していないか。電池の極性が逆になっていないか。
●ヒューズが切れていないか、または外れていないか。
●測定にあたり、ファンクションスイッチが正しく設定されているか。
●測定入力が本器の規定レンジおよび最大許容入力以内であるか。
●使用環境内における測定精度であるか。
●本器本体およびテストリードにひび、割れ、断線など損傷がないか。
●測定対象の電気・電子機器や本器の使用環境に強いノイズが発生していないか。
以上の点検を通して故障であることが確認できましたら修理を依頼してください。修理は販売店へ依頼されても結構ですが、弊社の営業部サービス係宛へ直送されますと修理期間も短縮されます。直送される場合は、品質保証書に購入年月日、販売代理店
名および所在地が記入されているか確認し、または購入時のレシートを添え、「修理依頼」に故障の症状と原因を記入し、切り離して修理品と一緒に送ってください。この品質保証書の添付がないと修理はお請けできませんのでご了承ください。返送小包には「修理品在中」と記し、住所、氏名、電話番号も忘れずに明記してください。修理完了後に代金引換小包便にて返送いたします。
営業部サービス係〒386-0156 長野県上田市林之郷422
TEL(0268)35-1600 / FAX(0268)35-1603
E-mail : service@kaise.com http://www.kaise.com
製品の仕様や外観は改良などのため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

-8-

70-1101-6161-1 1002