株式会社興和あらゆる地盤の問題に対応すべく調査・解析・施工までのトータルの流れの中で土質試験を考えます
地盤調査・土質試験は、しばし医療現場にたとえられます。興和土質試験センターが目指すものは、大量の患者に対応できるような大都市の総合病院ではなく、地域密着型の医療センター、すなわち小規模ながら、地域の地質・地盤を意識し、あらゆる地盤の問題に対処できる人員・技術・設備を有するコンサルティングセンターです。

業 務 内 容土質試験センターでは主に以下の業務を行っています。
・土質試験（物理、力学）・岩石試験（物理、力学）・材料試験（盛土・路床材料試験、各種配合試験等）
・原位置試験（平板載荷試験、現場密度測定、透水試験、サウンディング等）
・各種試験に対するコンサルティング（試験計画立案、評価、報告書作成等）
・その他地盤調査業務全般（当センターの設備は、次ページ以降をご覧下さい）

品質確保・向上に対する取り組み
試験結果の品質確保と向上に日々努めています。主な取り組みは以下のとおりです。
・品質マネージメントシステム：ISO9001認証取得
・国家標準器に連なるトレーサビリティー体系
・地盤工学会の地盤材料試験に関する技能試験への定期参加
・試験結果に対する不確かさ算定の試み
・各種学会発表会への積極的な参加

1

室内土質試験の設備(Geomaterials Laboratory Testing devices)(Ko consolisated - undrained triaxial compression test , Cyclic undrained triaxaal test,●中容量載荷装置装置 Cyclic triaxial test determine deformation properties etc)

装置概要：（静的）一軸圧縮試験、三軸圧縮試験、Ｋo圧密、Ｋo圧密非排水三軸圧縮試験、三軸クリープ、静的繰り返し試験に対応（動的）液状化試験、動的変形特性試験に対応
軸荷重：最大200ｋN

側圧・背圧：最大800ｋN/㎡

微小ひ ず み：非接触型センサーにて最小10-5～10-6ひずみ
特徴：この試験機では、静的試験、動的試験が対応可能です。

（静的）
この試験機では、Ｋo値を求めるためのＫo圧密試験を始め、Ｋo圧密三軸圧縮試験、三軸クリープ試験等の試験が可能です。
岩片や礫を混入した成形が困難な土に対しても、サンプリングチューブから押し出した試料の端面成形のみを行った供試体の三軸圧縮試験、圧密試験も可能です。三軸セルは複数種用意されており、通常供試体用セル（直径35～50mm）、中型供試体用セル、二重構造セルがあります。二重構造セルは、非接触型センサーを用いる事により内体積と水圧制御が可能です。
（動的）
この試験機では、耐震設計で必要となる地盤定数（等価せん断剛性率、履歴減衰率）を求める繰返し三軸試験（動的変形特性試験）、及び液状化予測で必要となる液状化強度比を求める繰返し非排水三軸試験（液状化試験)が可能です。

●多目的圧密試験装置(Constant strain rate consolidation test etc)
装置概要：定ひずみ速度、定載荷速度、定動水勾配、クリープ試験に対応
軸荷重：最大20ｋN

背 圧：最大800ｋN/㎡

載荷速度：最小0.001mm/min
特徴：

従来の段階載荷による圧密試験は、試験日数に約10日を要し、一連の土質試験に必要な日数の制約となっています。
この圧密試験機で行える定ひずみ速度載荷による圧密試験では、試験日数が概ね２～３日の範囲内で終了し、試験時間が大幅に短縮されます。その他、載荷方式を現場条件に合わせた形での、定載荷速度、定動水勾配等の載荷方式に対応する事が可能です。また、供試体下面で土のサクションを測定出来るため、残留有効応力の測定も可能です。

●改良型一面せん断試験装置(Consolidated constant volume direct box shear test,Consolidated constantpressure direct box shear test etc)
装置概要：圧密定圧、圧密定体積せん断に対応
せん 断応力：最大２ｋN
圧密圧力：最大２ｋN
せん 断速度：最小0.1mm/min
特徴：

従来型の改良型一面せん断試験機は、せん断試験中における定圧・定体積制御の操作が手動なため、長時間に渡り試験員が拘束されていました。当試験センターでは、制御部分に改良を加え、鉛直荷重・変位の計測データをリアルタイムでフィードバックしながらの自動制御による試験を可能にしました。地すべり面のせん断強度を求める際に実施される繰り返し一面せん断試験も任意の回数に設定した自動での試験と計測が可能です。

2

●土の保水性試験装置(Water retentively test of soil)

遠心法

加圧法

吸引法(水頭法、減圧法)

土の保水性試験（ｐＦ試験）は、吸引法（水頭法、減圧法）～加圧法、遠心法での試験が可能で、幅広い範囲の保水性が把握できます。

●三軸圧縮試験機、圧密試験機、一軸圧縮試験機、限界動水勾配・流速試験装置(Triaxial consolidation test, Consolidation test using incremental loading, Unconfined compression test, Criticalhydraulic gradient test)

多連圧密試験機

多連三軸圧縮試験機

限界動水勾配・限界流速試験装置●その他試験装置と用具・透水試験装置

・恒温恒湿炉・ＣＢＲ試験貫入装置

・大型乾燥炉・ベーン試験機

・岩石カッター・超音波速度測定装置

・コア採取機

・自動締固め装置

・ソイルミキサー

・物理試験器具 一式

・大型冷凍庫・化学試験器具

3(Other geomaterials laboratory testing devices)

一軸圧縮試験機

サウンディング・現場試験関係の設備(Sounding and In situ test)●ミニラムサウンディング試験(小型動的貫入試験)(Mini dynamic penetration test)

装置概要：動的コーン貫入試験の一種で、ハンマー質量30kgf，落下高さ35cmで連続的に打ち込み、20cm毎に打撃回数を測定します。
特徴：ミニラムはボーリング調査の補間的な役割はもちろんの事、測定結果が標準貫入試験のＮ値と高い相関性があり、小規模な構造物の支持層確認、地盤改良効果の確認、斜面・盛土の健全度調査など多方面に活用できます。装置は小規模であるため狭い作業空間においても試験が可能であり、従来多用されてきたスウェーデン式サウンディングに比べて高い貫入能力を持っています。また、短時間での試験が可能であり、結果の整理方法が簡便なため迅速に試験結果を提供する事が可能です。

●三成分コーン貫入試験(CPT)と小型貫入装置(Electric cone penetration test)

データ計測･収録装置

リニアエンコーダ
各種ロッド接続具
先端コーンプローブ

リニアエンコーダー

装置概要：三成分コーン貫入試験は、先端コーンプローブを地盤に連続的に貫入し、先端抵抗・周面摩擦抵抗・間隙水圧を測定し、それら情報がリアルタイムにモニターできます。

不動梁

小型貫入装置は、小型の油圧シリンダーとスクリューアンカーを利用した組み立て式の貫入装置であり、従来の貫入装置に比べて非常にコンパクトであり、取り扱いも簡単です。

小型油圧シリンダー

特徴：装置は小規模で人力での運搬もできるため、従来から利用されていフレーム

るクローラー式の貫入装置では試験が不可能であった狭小地・凹地・傾斜地・超軟弱地盤・屋内などでも可能です。また、短時間での試験が可能であスクリューアンカー(4 本)

ベースプレート

り、結果の整理方法が簡便なため迅速に試験結果を提供する事が可能です。

4●平板載荷試験(Plate load test)
装置概要：
名称
規格等
OXジャッキ ストローク200mm、最大荷重200kN
分離式オイルジャッキ
ミネベア 最大圧力 98.1kN
ロードセル（圧力変換器）
精度1/100mm、ストローク50mm（歪変換式ゲージ）
変位検出計
φ300mm、t25mm
載荷板
基準梁（ 変位検出計取付フレーム ） 等辺山形鋼：Ｌ-50×50×6×300（梁支持脚4個含む）
バックホー
反力装置
荷重、変位、時間の測定
データ収録器
水準器、ハンドスコップ、ストレートエッジ等
その他

数量
1組
1台
4個
1枚2本
1式
1台
1式

※ジャッキ、ロードセルは、試験荷重に応じて用意できます。

特徴：載荷荷重および地盤の沈下量は、データ計測収録装置により記録されるため、確実な測定が可能です。

●木杭の押し込み試験( Static axial compressive load test of wood pile)
装置概要：
名称

規格等

数

分離式オイルジャッキ

最大荷重200kN

1

ロードセル(圧力変換器)

最大圧力500kN

1

変位検出計

ストローク50mm

4

基準梁3ｍ

2

データ収録装置

荷重,変位,時間任意設定可

1

試験杭用

1

基準杭用

2

固定台座量

※ジャッキ、ロードセルは、試験荷重に応じて用意できます。

特徴：載荷荷重および地盤の沈下量は、データ計測収録装置により記録されるため、確実な測定が可能です。

●その他試験(Other in situ tests)

現場透水試験
(締め固めた地盤の透水試験

5

現場CBR試験

現場密度試験

サンプリング関係の設備(Soil sampling)●小径倍圧型水圧式ピストンサンプラー(倍圧50) (Small diameter two‐chamber hydraulic piston sampler)
60.5mm

ボーリングロッド
サンプラーヘッド特徴：
・ φ66mmのボーリング孔から乱れの少ない土試料が採取できます。
・ 倍圧機構により、従来型のチューブサンプラーよりも大きなサンプリングチューブ貫入力と貫入速度が発揮されます。

水圧室１・ 粘性土、砂質土、砂を問わず、幅広い地盤でのサンプリングが可能であり、中空ピストンロッド・ サンプリングチューブ径は50mmであるが、採取試料の品質は、従来のアゥターチューブ

N値=54の砂地盤におけるサンプリング実績を有しています。
チューブサンプラーと同等であることを確認しています。

水圧ピストン1

・ 従来の固定ピストン式シンウォールサンプラー（水圧式）より小型で軽量であり、取り扱いも簡単です。

水圧室2倍圧ライナー

・ φ66mmのボーリングで対応できるため、サンプリング費用を削減できます。

・ 平成26年度 地盤工学会賞（技術開発賞）受賞
水圧ピストン2
固定ピストンサンプリングチューブ
採取試料●ヘドロサンプラー(Hedoro sampler)特徴：
従来型サンプラーでは採取することが難しい極軟弱なヘドロや浮泥などの攪乱試料を採取することができます。

●その他サンプラー(Other samplers)

・エキステンションロッド式サンプラー
・水圧式ピストンサンプラー
・ロータリー式二重管サンプラー
・ロータリー式三重管サンプラー

6分野・試験名
物理試験

せん断試験

圧密試験

土粒子の密度試験

規格・基準

試験条件・試験方法

JIS A 1202

土の含水比試験JIS A 1203, JGS 0122

・炉乾燥法 ・電子レンジ法

土の粒度試験JIS A 1204

・ふるい分析 ・沈降分析

土の細粒分含有率試験

JIS A 1223

コンシステンシー試験

JIS A 1205, 1209

・液性限界試験 ・塑性限界試験 ・収縮定数試験

土の保水性試験（pF試験）

JGS 0151

・吸引法 ・加圧法 ・遠心法 ・蒸気圧法

砂の最小・最大密度試験

JIS A 1224

土の湿潤密度試験

JIS A 1225

土の一軸圧縮試験

JIS A 1216

・乱さない土 ・安定処理土

土の三軸圧縮試験

JGS 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0527

・ＵＵ ・ＣＵ ・ＣＵB ・ＣＤ ・ＣＲＵ ・K0 ・不飽和土

土の繰返し非排水三軸試験

JGS 0541･液状化試験

変形特性を求めるための繰返し三軸試験

JGS 0542

・動的変形特性試験

・ノギス法 ・パラフィン法

土の一面せん断試験

JGS 0560, 0561

・圧密定体積 ・圧密定圧 ・繰り返し土の段階載荷による圧密試験

JIS A 1217・段階載荷 ・繰り返し載荷

土の定ひずみ速度載荷による圧密試験

JIS A 1227・定歪速度

K0 圧密試験

透水試験

土の透水試験

・K0
JIS A 1218・定水位 ・変水位

浸透破壊試験
安定化試験

岩石・骨材試験・限界動水勾配 ・限界流速
突固めによる土の締固め試験

JIS A 1210, JGS 0812

締固めた土のコーン指数試験

JIS A 1228

・乾燥法 ・湿潤法 ・繰返し法 ・非繰返し法 ・安定処理土・トラフィカビリティー ・建設発生土分類 ・含水比変化

CBR試験

JIS A1211

・変状土 ・現状土

岩石の密度試験

JGS 2132・ノギス法 ・浮力法

岩石の含水比試験

JGS 2134

・炉乾燥法 ・電子レンジ法

石分を含む地盤材料の粒度試験

JGS 0132

岩石の一軸圧縮試験

JGS 2521

・ダイヤルゲージ測定 ・静弾性係数測定 ・静ポアソン比測定

岩石の引張り強さ試験

JGS 2551

・圧裂法

岩石の三軸圧縮試験

JGS 2531, 2532, 2533, 2534

・ＵＵ ・ＣＵ ・ＣＵB ・ＣＤ

岩石のスレーキング試験

JGS 2124, 2125, NEXCO試験法110, 111

・スレ―キング区分 ・スレ―キング率 ・吸水量増加率

岩石の吸水膨張試験

JGS 2121

岩石の超音波速度測定

JGS 2110

粗骨材の密度及び吸水率試験

JIS A 1110

・パルス透過法

ダイスせん断試験

化学試験

原位置試験

・プロトジャコノフ

土懸濁液のｐH試験

JGS 0211

土の強熱減量試験

JIS A 1226

土の有機物含有量試験

JGS 0231

土懸濁液の電気伝導率試験

JGS 0212

土の腐植含有量試験

旧JGS T 232

平板載荷試験

JGS 1521

道路の平板載荷試験

JIS A 1215

現場ＣＢＲ試験JIS A 1222

・H2 O ・Ｈ2 O2・段階式載荷 ・段階式繰り返し載荷現場密度測定

JIS A 1214, JGS 1611, 1612, 1613

締め固めた地盤の透水試験

JGS 1316

・砂置換法 ・突き砂法 ・水置換法 ・コアカッター

サンプリング(試料採取)

JGS 1221, 1222, 1224, 1231

・固定ピストンサンプラー ・多重管サンプラー ・ブロックサンプリング

サウンディング

JIS A 1221
JGS 1431, 1437, 1435, 3431, 1441

・スウェーデン式サウンディング ・ポータブルコーン ・ミニラム ・三成分コーン

木杭の押込み試験

JGS 1811

・針貫入試験 ・土壌硬度試験 ・RPDによる多方向動的貫入試験 等
・段階載荷方式 ・連続載荷方式

河床材料調査・容積法 ・線格子法 ・面格子法 ・画像解析法● お問い合わせ先● (株)興和株式会社 興和

土質試験センター案内図
至新潟駅

国道116号線

至新潟県庁〒950-8565 新潟県新潟市中央区新光町 6 番地 1
TEL 025-281-8811(代表) 025-281-8815(調査部)

コンビニ

信金 ラーメン屋 JA

GS

紫鳥線

FAX 025-281-8833(代表) 025-281-8834(調査部)
URL：http://www.kowa-net.co.jp

平成大橋
コンビニ

株式会社 興和 土質試験センター

コンビニ

至新発田市

新潟バイパス
県道1号線

7(株)興和
土質試験センター

コンビニ
バス停「女池愛宕」

特別養護老人ホーム

信濃川

http://www.kowa-net.co.jp/soil/

文

黒崎
IC

国道8号線

FAX 025-281-0258

簡易郵便局

GS

〒950-0951 新潟県新潟市中央区鳥屋野 4 丁目 7 番 22 号
TEL 025-281-5135

ハンバーガーショップ

コンビニ

女池IC

至新潟中央IC