内視鏡診断治療システム賃貸借(外科系)詳細仕様書
番号1

品名
VISERA ELITEⅢビデオシステムセンター

仕様等

数量
1台

OTV-S700

1 4K解像度での出力が可能であること。
2 特殊光観察が可能であること。
3 出力端子は、12G-SDIを1系統以上を有すること。
4 タッチパネルによる各種設定変更が可能なこと。

2OTV-S700 アップグレードパック 3D

1台

MAJ-2511

3OTV-S700 アップグレードパック IR

2 本構成ビデオシステムセンターOTV-S700に接続可能であること。

1台

MAJ-2512

4

VISERA ELITEⅢ高輝度光源装置

1 本構成ビデオシステムセンターOTV-S700との組合せで3D観察を可能にできること。

1 本構成ビデオシステムセンターOTV-S700との組合せでIR赤外観察を可能にできること。
2 本構成ビデオシステムセンターOTV-S700に接続可能であること。

1台

CLL-S700

1 本構成ビデオシステムセンターとの組合せで特殊光観察が可能であること。
2 本構成ビデオシステムセンターとの組合せで光量調整が可能であること。
3 LEDランプを搭載していること。
4 自動調光感度は15ステップ以上であること。

5

4Ｋ カメラヘッド

2台

CH-S700-XZ-EA

1 本構成ビデオシステムセンターと接続可能なこと。
2 本構成ビデオシステムセンターとの組合せでIR赤外観察を可能であること。
3 4K対応CMOSイメージセンサーを有すること。
4 オートクレーブ滅菌に対応すること。

6

赤外対応高解像硬性腹腔・胸腔鏡 30°φ10mm

１台

WAIR130A

1 EDレンズを搭載し、赤外観察が可能なこと。
2 外径は12mm以下であること。
3 視野角は85°以上であること。
4 視野方向は25°以上35°以下であること。

7

赤外対応高解像硬性腹腔・胸腔鏡0°φ10mm

１台

WAIR100A

1 EDレンズを搭載し、赤外観察が可能なこと。
2 外径は12mm以下であること。
3 視野角は85°以上であること。
4 視野方向は0°であること。

8

高解像硬性腹腔･胸腔鏡 0°φ10mm

１台

WA4KL1001 レンズはＥＤレンズてあること。
2 外径は12mm以下であること。
3 視野角は85°以上であること。
4 視野方向は0°であること。

9

高解像硬性腹腔･胸腔鏡 30°φ5.4mm

1台

WA4KL530

1 レンズはＥＤレンズてあること。
2 外径は6mm以下であること。
3 視野角は80°以上であること。
4 視野方向は25°以上35°以下であること。

1032型3D対応4K液晶モニター

2台

LMD-XH320ST

1 3840×2160ピクセル以上の4K解像度であること。
2 12Ｇ/３Ｇ/HD/SDII端子の入力を2系統以上装備していること。
3 4K映像を1本のケーブル(12G-SDI)のみで簡単に接続が可能なこと。
4 3D対応の30型以上であること。

11

動画記録装置1台

HVO-3300MT

1 内臓ハードディスクドライブは2TB以上であること。
2 対応メディアはＵＳＢ、ブルーレイ、DVDであること。
3 入力端子に3G-SDIを備えること。

12モービルワークステーション

1台

WM-NP3 ｾｯﾄ2

1 内視鏡ビデオ画像プロセッサおよび内視鏡光源装置、観察用モニターが搭載可能なこと。
2 内部に電源の絶縁トランスを有していること。
3 機器を搭載したまま移動が容易に行えること。

13

VISERA ELITEⅡビデオシステムセンター（光源一体型）
OTV-S300

1台

1 色調調整を備えること。
2 NBI（狭帯域光）観察可能なこと。
3 タッチパネルによる各種設定変更が可能なこと。
4 照明光は4LEDであること。

内視鏡診断治療システム賃貸借(外科系)詳細仕様書
番号
14

品名
膀胱腎盂ビデオスコープ

仕様等

数量
3台

CYF-VHA

1 先端部は9Fr.以下で砲弾型の形状であること。
2 本構成ビデオシステムセンターとの接続でNBI（狭帯域光）観察可能なこと。
3 本構成ビデオシステムセンターとの接続でリモートスイッチ操作可能なこと。
4 病院既存の内視鏡洗浄消毒装置に接続できること。

15

HD カメラヘッド

1台

CH-S190-08-LB

1 L型のｶﾒﾗﾍｯﾄﾞ形状であること。
2 ﾍｯﾄﾞ部重量70g以下であること。
3 HDTV対応のCCDを搭載してあること。
4 本構成ビデオシステムセンターとの接続でリモートスイッチ操作可能なこと。

1624型モニター

1台

AMM240ED

1 画面サイズは24型以上であること。
2 解像度１９２０×１０８０ピクセルの表示ができること。
3 HD/SD SDI端子の入力を2系統以上装備していること。

17

コンパクトトロリー

1台

TC-C3

1 光源一体型ビデオシステムセンター・DICOMコンバーターが搭載可能であること。
2 ビデオスコープを掛けられること。
3 機器を搭載したまま移動が容易に行えること。

18

DICOMコンバーター

1台

DICOMizer NEO

1 オーダリング装置で発行された検査依頼情報をMWMサーバーにより取り込む機能を有すること。
2 電子内視鏡システムにより取得するアナログ画像をDICOMデジタル画像に変換する機能を有すること。
3 電子内視鏡システムから出力されるトリガー信号のタイミングを受けて内視鏡画像を生成できること。
4 電子内視鏡システムに対して患者情報を送信する機能を有していること。
5 病院既存の内視鏡システムに接続可能であること。

19

鼻咽喉ビデオスコープ

1台

ENF-VT31 先端部はφ5㎜以下であること。
2 4方向湾曲が可能であること。
3 病院既存の内視鏡システムとの接続でNBI（狭帯域光）観察可能なこと。
4 病院既存の内視鏡洗浄消毒装置に接続できること。

20

ビデオシステムセンター

1台

OTV-SI2

1 LED光源を内蔵していること。
2 デジタル/アナログHDTV信号出力が可能であること。
3 院内保有スコープの接続が可能であること。
4 ノイズリダクション機能を有していること。

21

超音波バイポーラ手術装置

1台

USG-410

1 院内使用エネルギーデバイス（サンダービート、ソニックビート）の使用が可能であること。
2 超音波とバイポーラ両方のエネルギー出力が可能であること。
3 タッチパネルによる各種設定変更が可能なこと。

22

高周波手術装置

1台

ESG-4101 20種類以上の高周波出力モードを搭載していること。
2 ワイヤレスフットスイッチでの操作が可能であること。
3 タッチパネルによる各種設定変更が可能なこと。

23

エナジーカート

1台

TC-E41024

取付ケーブル費用

1 本構成超音波バイポーラ手術装置、高周波手術装置の搭載が可能であること。
2 機器を搭載したまま移動が容易に行えること。

1式

1 上記の機器の機能を発揮する上で必要なケーブル等を準備すること。
2 病院既存の機器と接続する場合に必要なケーブル等を準備すること。

25

トロリー接続部品費用

1式

1 内視鏡用汎用トロリーに接続可能であること。
2 上記の機器の機能を発揮する上で必要な部品等を準備すること。

26

フットスイッチ

1式

1 上記の機器の機能を発揮する上で必要なフットスイッチを準備すること。
2 上記の機器の機能を発揮する上で必要な部品等を準備すること。

27

設置・調整費用

1式

1 上記の機器を搬入・設置・調整する全ての工程を行えること。