ハネウェルガス検知器製品カタログ
ポータブル・定置式ガス検知器
Vol.1

日本ハネウェル株式会社

2020

ワイヤレスガス検知器

ハネウェルは 1886 年に設立されたアメリカに本社を置くグローバル企業で、電子制御システムや自動化機器を製造販売しています。アメリカ航空
宇宙局、ボーイング、アメリカ国防総省に、技術サー

ビスやアビオニクスを提供している会社で、現在約 13 万人の従業員が働いています。

エアロスペース、パフォーマンス マテリアルズ＆テクノロジーズ、ハネウェル ビルディング テク
ノロジーズ、セーフティ＆プロダクティビティ ソ
リューションズの 4 つの事業部門があります。

ハネウェル は、フォーチュン（Fortune）100 社にノミネートされた、テクノロジーおよび製造分
野におけるトップレベルの複合企業であり、あらゆる分野の製品およびサービスを世界中のお客様に提供しています。当社は、テクノロジーの力であらゆるものを「つなぎ」、よりスマートで、より
安全で、より持続可能な世界を目指します。

ガス検知器市場に於けるリーディングカンパニー
であるハネウェルのガス検知器は、現場作業員を保護する為に高機能で信頼性あるガス検知器を提供致します。

幅広い産業環境に適した低コストのコンプライア

ンス機器からハイエンドの高機能デバイスまで、あらゆる種類のアプリケーションや産業に適した
ソリューションを提供しています。ハネウェル

で取り扱うガス検知器には BW テクノロジーズ、RAE システムズ等のブランドがあります。

ワイヤレスガス検知器

マイクロレイ（MicroRAE）							BW ウルトラ（BW Ultra）
							BW ソロ・ワイヤレス（BW Solo Wireless）					４ガス検知器		
ガスアラートマイクロクリップ XL & X3（GasAlert MicroClip XL & X3）
ガスアラートマックス XT II（GasAlert Max XTII）
				
ガスアラートクワトロ（GasAlert Quattro）					キューレイ３（QRAE3）							

シングルガス検知器

BW ソロ・ライト（BW Solo Lite）						トキシレイプロシリーズ（ToxiRAE Pro）					複合ガス検知器

マルチレイシリーズ（MultiRAE）						ガスアラートマイクロ５（Gas Alart Micro5）					使い切りガス検知器

BW クリップリアルタイム（BW Clip Realtime）					BW クリップ４（BW Clip4）							

ＶＯＣガス検知器

レイ 3000 シリーズ（RAE3000）						トキシレイプロ PID（ToxiRAE Pro PID）
					

技術情報・注文番号

PID センサーについて、PID で検知できる VOC の例				
ガス検知器の校正について							注文番号							

定置式ガス検知器

レイガード２PID（RAE Guard2 PID）						センスポイント XCD（Sensepoint XCD）					ハイテク産業向けガス検知器

4,5,6,7 ページ
4,5,6,7 ページ
4,5,6,7 ページ

8,9,10,11 ページ
8,9,10,11 ページ
8,9,10,11 ページ
8,9,10,11 ページ
12,13 ページ

14,15,16,17 ページ

18,19,20,21 ページ
22,23 ページ

24,25 ページ
24,25 ページ

26,27,28,29 ページ
14,16,29 ページ

30,31 ページ
32,33 ページ

34,35 ページ36 ページ37 ページ

マイダス M（MIDAS M）							マイダス（MIDAS）							38,39 ページ
40,41 ページ

タッチポイントプラス（TouchPoint Plus）					43 ページ

SPM フレックス（SPM Flex）						ケムカセット（Chemcassette）						42 ページ43 ページワイヤレスガス検知器

ワイヤレスガス検知器

プロレイガーディアンのリアルタイムモニタリングを使用する事で、リアルタイムでモニタリングを行い、集中管理システムにデータを転送する遠隔監視を実現しました。
（オプ
ション）

指令センターは瞬時に位置情報、デバイスの状態、アラーム、センサーが読み取った情報などを統合してわかりやすく表示します。

プロレイガーディアン・ローンワーカーとの併用で、アップデートされた監視データを迅速に提供することにより、保安監督責任者のパフォーマンスを強化することが出来ます4拡散式マルチガス検知器

硫化水素、一酸化炭素、酸素、可燃性ガスを同時検知する 4 ガス検知器です。高い防塵防水設計（IP67）、
耐衝撃設計の筐体は過酷な作業環境下においても確
実な動作を約束します。
危険を知らせるアラームは、大音量ブザー、赤色
LED 点滅、バイブレーションの 3 種類。マンダウン
アラームを搭載しており、万一、作業者が動けなくなった場合や意識を失った場合にアラームを発生します。

BW ウルトラ （BW Ultra）
ポンプ内蔵吸引式マルチガス検知器

BW ウルトラは、閉鎖区域への立ち入り時のガスの採取とモニタリングに最適な 5 ガス検知器です。過酷な作業条件においても、先進のセンサー技術とガス表示値の視認性により快適に作業を行うことができます。CO、H2S、O2、LEL の 4 種類のガスに加えてもう 1 つ、センサーを追加することができます。
5 種類のガスを検知して作業環境の保護を強化する

ことにより、石油 / ガス、紙 / パルプ、水処理、海運業、化学プラントなど、あらゆる分野の閉鎖区域へ立ち入る際に最高レベルの保護が実現できます。

BW ソロ・ワイヤレス （BW Solo Wireless）
拡散式シングルガス検知器

BW ソロ・ワイヤレスは BLE 接続が可能な保守しやすいシングルガス検知器です。BLE 接続によって危険区域内の作業者の状況と安全性をリアルタイムで可視化し、企業が安全上の問題に際して情報に基づ
き自信をもって迅速に対応することを支援します

5

ワイヤレス

マイクロレイ （MicroRAE）

ワイヤレスガス検知器［ワイヤレス製品仕様一覧］
マイクロレイBW ウルトラ

BW ソロ・ワイヤレス

寸法117mm x 76mm x 24mm

148mm x 85mm x 40mm

70mm x 67mm x 36mm

質量

206 g

411 g

116 g

バッテリー

リチウムイオン充電池

リチウムイオン充電池

塩化チオニルリチウム電池

稼働時間

ノン・ワイヤレスで最長15時間
ワイヤレスで最長11時間

最長18時間（PID、IRセンサー装着時で14時間）

12か月（O2は6か月、CO2は4か月）

表示項目

瞬時値、最大値、最小値、STEL、TWA、バッテ 瞬時値、最大値、最小値、STEL、TWA、バッテ
瞬時値、最大値、バッテリー状態、日時
リー状態、日時、マンダウンアラーム
リー状態、日時

アラーム

大音量100dBブザー（30cm距離）

95dBブザー（30cm距離）
赤色LEDの点滅

95dBブザー（30cm距離）
バイブレーション、赤色LEDの点滅

防塵・防水規格IP67

IP66/68

IP66/68

データロギング

1分間隔で標準6か月間

15秒間隔8時間シフトで標準45日間

5秒間隔で標準6ヶ月間

校正

2点キャリブレーション、ゼロおよびスパン（手動または自動校正機オートレイ２

2点キャリブレーション、ゼロおよびスパン(手動または自動校正機インテリドックス）

2点キャリブレーション、ゼロおよびスパン（手動または自動校正機インテリドックス）

認証

IECEx: Ex db ia IIC T4 Gb
Ex ia I Ma

ATEX: Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga

IECEx: Ex ia IIC T4 Ga

動作温度-20°～ +60°C-20°～ +50°C-20°～ +40°C*個々のセンサーによって異なる

動作湿度

相対湿度0% ～ 95%（結露なきこと）

相対湿度5% ～ 95%（結露なきこと）

相対湿度5% ～ 95%（結露なきこと）

本体：3 年
センサー：3 年（ NH3は 2 年、PID および Cl2
は 1 年）
バッテリー：2 年

本体及びセンサー：2年
H2S、CO、O2、CO2： 3年
NH3、Cl2、O3、ETO、ClO2：1年

保証期間（仕様に準じた使用 2年（センサーを含む）
であること）
仕様は改良のため変更される場合があります6

ATEX: Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga
IECEx: Ex ia IIC T4 Ga（CO2モデルを除く）

マイクロレイ
センサー

測定範囲

分解能

可燃性ガス (LEL)

0 ~ 100% LEL

1% LEL

一酸化炭素 (CO)

0 ~ 1,000 ppm

酸素 (O2)

硫化水素 (H2S)

BW ソロ・ワイヤレス

0 ~ 30.0%

0 ~ 100 ppm

BW ウルトラ250-1,000 ppm/3 ppm
0-50 ppm/0.1 ppm

硫化水素（H2S）

0~200ppm

0.1ppm

一酸化炭素（CO）

0~2000ppm

1ppm

0-100ppm

0.1ppm

二酸化硫黄（SO2）0~30%0~500ppm

0-2000ppm

アンモニア（NH3）高濃度

0-1000ppm

1ppm

0-100ppm

塩素（Cl2）0~50ppm

一酸化窒素（NO）

0~250ppm

シアン化水素（HCN）

0~100ppm

0.1ppm0~100ppm

0.2ppm
0.1ppmホスフィン（PH3）0~5ppm

0.1ppmオゾン（O3）0~1ppm0.01ppm

エチレンオキサイド（C2H4O）
二酸化炭素（CO2）0~100ppm

0~50,000ppm

測定下限値については代理店までお問合せください

0.1ppm100ppm7

0.01%vol.

一酸化炭素（低 H2） (CO-H)

0~1,000ppm

水素（H2）

0~2,000ppm

5ppm

アンモニア（NH3）0~100ppm

1ppm

1ppm/0.1ppm

0~2,000ppm

1ppm

0~100ppm

0.1ppm0~50,000ppm
0~1,000ppm

1ppm

100ppm1ppm

塩素（Cl2）0~20ppm

0.1ppm

シアン化水素（HCN）

0~100ppm

0.1ppm0~50ppm

0~200ppm

測定下限値については代理店までお問合せください

0.1ppm0.01ppm

0~5%vol.

0.1%vol.

0~100ppm

一酸化窒素（NO）

1ppm

0~1ppm

0~25%vol.

硫化水素(H2S)

二酸化窒素（NO2）

0.5ppm2ppm

二酸化窒素（NO2）1%LEL

揮発性有機化合物（VOC）**

0.1ppm0~1000ppm

二酸化塩素（ClO2）

0~100%LEL

二酸化炭素（CO2）

0.1%vol.

水素（H2）

アンモニア（NH3）

可燃性ガス（LEL)

二酸化硫黄（SO2）分解能

一酸化炭素（CO）水素対策型

分解能

一酸化炭素（CO）

50-100 ppm/1 ppm

測定範囲

硫化水素（H2S）高濃度

測定範囲

可燃性ガス（IR）

0-250 ppm/1 ppm

センサー

酸素（O2)

センサー

酸素（O2)

0.1%

ワイヤレス

センサー仕様0.1ppm1ppm

４ガス検知器

４ガス検出器 マイクロクリップ XL、X3
拡散式マルチガス検知器
マイクロクリップの特徴 :・リアルタイムにガス濃度を液晶画面に表示。

・-20℃までの環境温度で、最短 12 時間の稼働保証。

・耐久性のある充電可能なリチウムポリマー電池、苛酷な環境で持続することの試験済み。

・着用時重みで押し下がることがない人間工学に基づく設計。

・広角で明るく見やすい可視アラーム。

・IP68 は、塵埃と水に対して最大の保護を確保。
防水は深さ 1.2m で 45 分まで。

・ワンボタン操作、直感的な液晶画面アイコン
により、使い勝手が良く、ヒューマンエラーを防ぐ操作性。

・センサーのセルフテストは電池の状態、回路の完全性、起動時に可聴／可視アラーム確認を行います。

・バンプテストとガス校正を自動で行えるIntelliDox（インテリドックス）との互換性があります。

GasAlertMicroClip XL（マイクロクリップ XL）：2 年間保証

GasAlertMicroClip X3（マイクロクリップ X3）：3 年間保証8(MicroClip XL & X3)

ガスアラートマックス XT II （GasAlert Max XT Ⅱ）
ポンプ内蔵 吸引式マルチガス検知器

ガスアラートマックス XT II は、スマート、シンプル、経済的にコンプライアンスを確保できま

４ガス

す。安心して作業することができ、事故が最小限に抑えられるため、より多くの仕事に対応できるようになります。入槽作業等、作業を開始する前の測定に適した吸引型 4 ガス検知器です。

ガスアラートクワトロ （GasAlert Quattro）
拡散式マルチガス検知器

ガスアラート・クワトロは、頑丈かつ信頼性の高

い 4 ガス検知器で、船舶の MED、ABS 認証取得品。
多彩な機能を１つのボタンで簡単に操作出来ま

ワン・ボタン操作す。大画面の液晶パネルの採用と情報をアイコ

シンプルなアイコン

ンで分かり易く表示。電源のタイプを選択できるので、必要なときすぐにご使用できます。

電池タイプの選択

キューレイ３ （QRAE3）

ポンプ式 / 拡散式マルチガス検知器

酸素、可燃性ガスおよび毒性ガス（硫化水素、
一酸化炭素、二酸化硫黄、シアン化水素、アン
モニア、ホスフィン、塩素、二酸化窒素から２つ選択可）を検知する４ガス検知器です。高い

防塵防水性能（拡散式 IP-67 等級、ポンプ式 IP-

65 等級）は、過酷な作業環境下においても確実な動作を保証します。

吸引式

9

拡散式

４ガス検知器［4ガス検知器製品仕様］

ガスアラートマックスXT II

マイクロクリップXL、X3

ガスアラート
クワトロ

キューレイ3拡散式:
140mm x 82mm x 42mm
ポンプ式:
145mm x 82mm x 42mm

寸法113mm x 60mm x 32mm

131mm x 70mm x 52mm

130mm x 81mm x 47mm

質量XL： 190 g
X3： 179 g

328 g

330 g

バッテリー

リチウムポリマー充電池

リチウムポリマー充電池

リチウムポリマー充電池或いは単三型アルカリ乾電池パック

稼働時間

18時間

13時間

リチウム充電池：20時間
アルカリ乾電池：14時間

拡散式: 14時間
ポンプ式: 11時間

表示項目

瞬時値、最大値、STEL、TWA、バッテリー状態

瞬時値、最大値、STEL、TWA、バッテリー状態、日時

瞬時値、最大値、STEL、TWA、バッテリー状態、日時

瞬時値、最大値、最小値、STEL、TWA、バッテリー状
態、日時、マンダウンアラーム

アラーム

95dBブザー（30cm距離）、バイ
ブレーション、赤色LEDの点滅

95dBブザー（30cm距離）、バイ
ブレーション、赤色LEDの点滅

95dBブザー（30cm距離）、バイブ 95dBブザー（30cm距離）、バイブ
レーション、赤色LEDの点滅
レーション、赤色LEDの点滅

防塵・防水規格IP68(水深1.2m、45分まで)

IP66/67

IP66/67

拡散式: IP67
ポンプ式: IP65

データロギング

15秒間隔で標準16時間

15秒間隔で標準375時間

15秒間隔で標準360時間

1分間隔で標準3か月間

認証

ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
IECEx: Ex ia IIC T4 Ga

ATEX: II 1 G Ga Ex ia IIC T4
IECEx:Ex ia IIC T4 Ga

ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
IECEx:Ex ia IIC T4 Ga

IECEx: Ex ia IIC T4

動作温度-20°C ～ +50°C-20°C ～ +50°C-20°C ～ +50°C-20°C ～ +50°C

動作湿度

相対湿度 0%～95%（結露なきこと）

相対湿度10% ～ 100%
（結露なきこと）

相対湿度10% ～ 100%
（結露なきこと）

相対湿度 0%～95%（結露なきこと）

センサーを含めて2年

センサーを含めて2年

保証期間

センサーを含めて
マイクロクリップXL：2年
マイクロクリップX3：3年

10

拡散式: 365 g
ポンプ式: 410 g

リチウムイオン充電池

本体：2年間O2, LEL, CO, H2Sセンサー：3年
そのほかのセンサー：1年

センサー仕様

マイクロクリップXL/X3

測定範囲

分解能

可燃性ガス (LEL)

0~100% LEL

1%LEL

酸素 (O2)

一酸化炭素 (CO)
硫化水素 (H2S)

0~30.0% vol.
0~500ppm
0~100ppm

0.1%vol.

センサー

測定範囲

分解能

可燃性ガス（LEL)

0~100% LEL

1%LEL

酸素（O2)

一酸化炭素（CO)1 ppm

硫化水素（H2S）

1 ppm

センサー

測定範囲

分解能

可燃性ガス (LEL)

0~100% LEL

1%LEL

酸素 (O2)

一酸化炭素 (CO)
硫化水素 (H2S)

ガスアラートクワトロ

0~30.0% vol.
0~1,000ppm
0~200ppm

0.1ppmアンモニア（NH3）0~100ppm

1ppm

分解能

可燃性ガス (LEL)

0~100% LEL

1%LEL

一酸化炭素 (CO)
硫化水素 (H2S)

0~1,000ppm
0~200ppm

0~50ppm

0.2ppmホスフィン（PH3）0~20ppm

0.01ppm

二酸化窒素（NO2）0~50ppm

0.1ppm0~50ppm

0.05ppm

1 ppm

測定範囲

0~30.0% vol.

0.1 ppm

1 ppm

センサー

酸素 (O2)0~100ppm

1 ppm

0~20ppm

塩素（Cl2）

0.1%vol.

0~500ppm

0.1%vol.

二酸化硫黄 (SO2)

シアン化水素（HCN）

ガスアラートマックスXTⅡ

0~30.0% vol.

0.1%vol.
1 ppm

0.1 ppm

RAE、BW 機器 オプション製品

品番：

品番：

品番：

008-3015-100

GA-PROB1-1

490-0044-000（フロート）

HOSE2-20008-3012-160（導入管）（フロート＋導入管）

サンプリング・プローブ

品番：サンプリング・フロート

品番：GA-HXT

MaxXTII 専用
キャリング・ホルダー

11

４ガス

センサー

キューレイ3

シングルガス検知器

シングルガス検出器

拡散式シングルガス検知器

BW ソロ・ライト （BW Solo Lite）

BW ソロ・ライトは期待されるすべての機能だけでなく、コンプライアンスの順守をより簡単にし、コスト効率を改善するための追加機能を搭載。信頼できる製品寿命、
ワンボタンよる簡単操作、軽量で小型な外観、コストパフォーマンスに優れた製品で
す。

・簡単操作

- シンプルなワンボタン操作- 簡単にバッテリー交換が可能- 簡単にフィルター交換が可能

・見やすい- 数値は見やすいドットマトリックス表示- 特許済みの IntelliFlash によるコンプラ
イアンスの可視化- 不適合時の画面表示

時間の節約 _

メンテナンス性

操作トレーニング時間

フィルター交換 - BW Solo の迅
速な作業性により作業者はフィルター交換にかかる時間を 2 分間節約できます。50 台運用している場合であれば年間 100 ドルの節約につながります。

ワンボタン操作 - BW Solo の操
作は簡単です。30 分のトレーニ
ングで機器の操作を習得できます。

2 MINUTES

30 MINUTES

1 MINUTE

バッテリー交換 - バッテリー交換はかかる時間を 1 分間節約できます。50 台運用している場合
であれば年間 50 ドルの節約に
つながります。

1 MINUTE

センサー交換 - センサー交換はかかる時間を 1 分間節約できます。本体の運用を終えるまでに
平均 50 ドルの節約につながります。

12

BWソロ・ライト製品仕様

BWソロ・ライト センサー仕様

質量

酸素（O2)

寸法70mm x 67mm x 41mm

バッテリー

塩化チオニルリチウム電池

稼働時間
表示項目

防塵・防水規格イベントログ
認証
動作温度
動作湿度
保証期間

測定範囲

分解能

硫化水素（H2S）

0~100ppm

0.1ppm

一酸化炭素（CO）

0~1,000ppm

硫化水素（H2S）高濃度

12 か月

瞬時値、最大値、バッテリー状態、
日時

一酸化炭素（CO）

95dBブザー（30cm距離）、バイブレー
ション、赤色LEDの点滅

水素対策型

二酸化硫黄（SO2）

IP66/68

5件（データーログ機能無し）-20°C ～ +40°C （基準）
＊個々のセンサーにより異なる

0.1ppm0~2,000ppm

0.5ppm0~100ppm

0.1ppmアンモニア（NH3）高濃度

0~400ppm

1ppm

0~100ppm

1ppm

塩素（Cl2）0~50ppm

0.1ppm

一酸化窒素（NO）

0~250ppm

0.2ppm0~100ppm

0.1ppm

シアン化水素（HCN）

0~1ppm0~100ppm

0.01ppm
0.1ppmホスフィン（PH3）0~5ppm

0.1ppmオゾン（O3）0~1ppm0.01ppm

H2S

CO

O2

NH3

SO2

HCN

Cl2

NO

NO2

PH3

ETO

ClO2

O3

H2

エチレンオキサイド（C2H4O）

0~100ppm

測定下限値については代理店までお問合せください

13

1ppm

2ppm

二酸化窒素（NO2）2年（NH3、Cl2、O3、ETO、ClO2 センサーについては1 年）

0~500ppm

0~1,000ppm

二酸化塩素（ClO2）

相対湿度0% ～ 95%（結露なきこと）

0.1%vol.

水素（H2）

アンモニア（NH3）

ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
IECEx: Ex ia IIC T4 Ga

0~30%

0.1ppm

シングル

アラーム

116 g

センサー

シングルガス検知器

トキシレイプロ PID

機能フル装備のスタンダードモデルと機能を

ToxiRAE Pro PID (PGM-1800)

絞りこんだセイフティモデルの 2 種類をライ

トキシレイプロ PID は、世界最小クラ ンナップ

製品仕様について⇒ 16Pスの VOC（揮発性有機化合物）モニターです。ハネウェル社の次世代型 PID セ【マンダウンアラーム搭載】

ンサー（注 1）を搭載したトキシレイプロ 動けなくなってしまった装着者の存在を周囲に知らせますPID は、300 種類以上の VOC ガスを迅

かんたんな操作（日本語表示対応（注３））

速に検出します。

労働安全衛生法で義務づけられる、「事業場に内蔵ライブラリに収められた 190 種類 おける化学物質などによる危険性または有害の VOC ガスの CF 値（注 2）を使用すれば、 性のリスクアセスメント」にご使用頂けます
ユーザーが指定した VOC ガス換算の濃 検出できる化学物質について⇒ 31P
度を自動的に表示するようにプログラ
ムができます。

（注 1）Photo Ionization Detector の略。多様な有機化合物や一部の無機化合物に反応するブロードバンドセンサー。

（注 2）Correction Factor の略。 イソブチレンを基準とした補正係数。
（注３）ガスライブラリの化合物名は英語表記となります。

14

トキシレイプロ EC

ToxiRAE Pro EC (PGM-1860)

20 種類以上のセンサーラインナップを誇る高性能シングルガスセンサーです。

厚い手袋をしていても操作ミスが少ない、シ
データログ機能標準装備。

【マンダウンアラーム搭載】

トキシレイプロ LEL

ToxiRAE Pro LEL (PGM-1820)

LEL（爆発下限界、Lower Explosive Limit の略）に達するまでの濃度を 0 ～ 100％ LEL で表示します。

55 種類の可燃性ガスの CF 値（メタン基準）
が内蔵ライブラリに収録されています。
データログ機能標準装備。

【マンダウンアラーム搭載】

トキシレイプロ CO2

ToxiRAE Pro CO2 (PGM-1850)

二酸化炭素を迅速に検知し、最大 50,000ppmまでの濃度を 100ppm 単位で表示します。コ

ンパクトな本体にデータログ機能、閾値設定
可能な複数のアラームを搭載したフル装備の二酸化炭素検知器です。

【マンダウンアラーム搭載】

15

シングル

ンプルな 2 ボタンインターフェイスを採用。

シングルガス検知器
本体仕様

測定対象物質
測定範囲 / 分解能
寸法
質量

トキシレイプロ PID

トキシレイプロ EC

トキシレイプロ LEL

トキシレイプロ CO2

VOC（揮発性有機化合物）

各種有害ガス（全 20 種類）

可燃性ガス

二酸化炭素

スタンダードモデル :0 - 2000 ppm / 0.05 ppm
セイフティモデル :0 - 1000 ppm / 0.1 ppm

118mm x 60mm x 30mm

17P の別表をご参照ください

0 - 100% LEL / 1% LEL

0 - 50000 ppm / 100 ppm

118mm x 60mm x 30mm

118mm x 60mm x 30mm

118mm x 60mm x 30mm

235g

220g

235g

220g

バッテリー

稼働時間 : 12 時間以上

稼働時間 : 30 時間以上

稼働時間 : 12 時間以上

稼働時間 : 11 時間以上

表示項目

VOCガス濃度の瞬時値（ppmまたはmg/m3）、バッテリー状態、
データロギングのon/off- STEL、TWA、ピーク値

ガス濃度の瞬時値（ppmまた
は%）、バッテリー状態、データ
ロギングのon/off- STEL、TWA、ピーク値

サンプリング
校正

アラーム

データロギング
動作温度
動作湿度
防塵防水等級

リチウムイオン充電池

充電時間 : 4 時間以下

内蔵ファンで拡散

リチウムイオン充電池

充電時間 : 4 時間以下

拡散式

リチウムイオン充電池
充電時間 : 4 時間以下

- LEL %の瞬時値、バッテリー状
態、データロギングのon/off- ピーク値
拡散式

リチウムイオン充電池
充電時間 : 4 時間以下

- 二酸化炭素濃度の瞬時値（ppm）、バッテリー状態、デー
タロギングのon/off- STEL、TWA、ピーク値
拡散式

2点キャリブレーション、ゼロおよ 2点キャリブレーション、ゼロおよ 2点キャリブレーション、ゼロおよ 2点キャリブレーション、ゼロおよびスパン（手動または自動校正
びスパン（手動または自動校正
びスパン（手動または自動校正
びスパン（手動または自動校正機オートレイ2）
機オートレイ2）
機オートレイ2）
機オートレイ2）- 95dBブザー（30cm距離）、
バイブレーション、赤色LEDの点滅、アラーム発生状況の画
面表示- マンダウンアラーム- 95dBブザー（30cm距離）、
バイブレーション、赤色LEDの点滅、アラーム発生状況の画
面表示- マンダウンアラーム- 95dBブザー（30cm距離）、
バイブレーション、赤色LEDの点滅、アラーム発生状況の画
面表示- マンダウンアラーム- 95dBブザー（30cm距離）、
バイブレーション、赤色LEDの点滅、アラーム発生状況の画
面表示- マンダウンアラーム

1 分間隔で 3 ヶ月間

1 分間隔で 3 ヶ月間

1 分間隔で 3 ヶ月間

1 分間隔で 3 ヶ月間-20 ～ +55 ℃-20 ～ +55 ℃-20 ～ +55 ℃

IP65

IP65

IP65

スタンダードモデル :
設定間隔 1 - 3600 秒

セイフティモデル :-20 ～ +55 ℃

なし

相対湿度0% ～ 95%（結露なきこと）
IP54

認証

ATEX: II 1G, Ex ia IIC Ga T4
IECEx: Ex ia IIC Ga T4

保証期間

消耗品以外: 2年
センサー、ファン、バッテリー、その他消耗品: 1年

仕様は改良のため変更される場合があります

設定間隔 1 - 3600 秒

相対湿度0% ～ 95%（結露なきこと）
ATEX: II 1G, Ex ia IIC Ga T4
IECEx: Ex ia IIC Ga T4

一酸化炭素センサー、硫化水素センサー、酸素センサー: 2年
消耗品以外: 2年
その他センサー、バッテリー、その他消耗品: 1年

16

設定間隔 1 - 3600 秒

相対湿度0% ～ 95%（結露なきこと）
ATEX: II 1G, Ex ia IIC Ga T4
IECEx: Ex ia IIC Ga T4
LELセンサー: 2年
消耗品以外: 2年
バッテリー、その他消耗品: 1年

設定間隔 1 - 3600 秒

相対湿度0% ～ 95%（結露なきこと）
危険な場所（爆発性雰囲気）では使用できません

消耗品以外: 2年
センサー、バッテリー、その他消耗品: 1年

トキシレイプロ EC センサー仕様
センサー

測定範囲

分解能

アンモニア (NH3)

0 - 100 ppm

1 ppm

一酸化炭素 (CO)

0 - 500 ppm

分解能

水素 (H2)0 - 1000 ppm

10 ppm1 ppm

シアン化水素 (HCN)

0 - 50 ppm

0.5 ppm

0 - 2000 ppm

10 ppm

硫化水素 (H2S)

0 - 100 ppm

0.1 ppm

0 - 2000 ppm

10 ppm0 - 1000 ppm

1 ppm

塩素 (Cl2)

0 - 50 ppm

0.1 ppm

メチルメルカプタン (CH3-SH)

0 - 10 ppm

0.1 ppm

二酸化塩素 (ClO2)

0 - 1 ppm

0.03 ppm

一酸化窒素 (NO)0 - 250 ppm

0.5 ppm

0 - 100 ppm

1 ppm

二酸化窒素 (NO2)

0 - 20 ppm

0.1 ppm

0 - 10 ppm

0.1 ppm

酸素 (O2)0 - 30 % vol

0.1 % vol0 - 500 ppm

10 ppmホスフィン (PH3)

0 - 20 ppm

0.1 ppm

0 - 10 ppm

0.05 ppm

二酸化硫黄 (SO2)

0 - 20 ppm

0.1 ppm(CO HR)

一 酸 化 炭 素（ 水 素 対 策 型 ）(CO comp. H2)

エチレンオキサイド A(EtO-A)

エチレンオキサイド B(EtO-B)

エチレンオキサイド C(EtO-C, HR)ホルムアルデヒド (HCHO)

硫化水素 ( 高濃度 )(H2S)

トキシレイプロ EC は他種センサーへの交換が可能です（要校正ガス）

オプション製品

自動テスト / 校正機 オートレイ 2

マルチチャージャー

最大トキシレイプロを同時充電します(PID、EC、LEL、CO2 共通）

校正について⇒ 31P

17

シングル

測定範囲

一酸化炭素（高濃度）センサー

複合ガス検知器

マルチレイ

MultiRAE (PGM-6228)

自在のセンサー組み合わせ

10.6eV の PID セ ン サ ー（ 注 ） を 含 む 20

PID セ ン サ ー を 含 む 20 種 類 の セ ン

種類を超えるセンサー群から、最大 5

サーから最大 5 種類のセンサーが搭

種類のセンサーを搭載でき、一酸化炭

載可能

素＋硫化水素の一体型センサーを組み合わせれば最大 6 種類のガス種を同時【マンダウンアラーム搭載】

測定することが可能です。

動けなくなってしまった装着者の存使用目的に応じてセンサーの組み合せをデザインできる拡張性の高いモデルです。

在を周囲に知らせます（注）Photo Ionization Detector の略。多様な有機化合物や一部の無機化合物に反応するブロードバンドセンサー。

18

マルチレイ プロ

MultiRAE Pro (PGM-6248)

マルチレイシリーズのハイエンドモデ

ル。1 台でガンマ線と複数のガスを同時に測定することが可能です。最大 5種類のセンサーを搭載でき、VOC セン

サーは分解能 10ppb の高感度センサーが搭載可能です。防塵防水設計ですのが放射線に汚染されても水拭きで除染することが可能です。データロギング
機能を標準装備。

【マンダウンアラーム搭載】

マルチレイ ライトMultiRAE Lite (PGM-6208/6208D)

拡散式モデルとポンプ式モデルの 2 種類をラインナップ。拡散式モデルは、
最長 18 時間の長時間稼働（ポンプ式は最長 12 時間）、マルチレイシリーズ
最軽量 760g 本体重量、IP-67 等級の高い防塵防水性能が特長です。ポンプ式
モデルは、内蔵ポンプで閉鎖空間侵入

前のガス濃度測定が可能であること、（左）拡散式モデル

10.6eV の PID センサーを搭載できることが特長です。

( 右）ポンプ式モデル【マンダウンアラーム搭載】

19

複合ガス

で、悪天候の屋外でも使用でき、本体

複合ガス検知器
本体仕様

マルチレイ ライト

拡散式

マルチレイ

マルチレイ プロ

ポンプ式

拡散式:
175 x 96.5 x 56 mm
ポンプ式:
193 x 96.5 x 66 mm

193 x 96.5 x 66 mm

193 x 96.5 x 66 mm

880 g

880 g

25種類以上の現場で交換可能なセンサー
ＶＯＣ用PIDセンサー、各種毒性ガスおよび酸素センサー、可燃性ガスセンサー、NDIR CO2
センサー

25種類以上の現場で交換可能なセンサー
ＶＯＣ用PIDセンサー、各種毒性ガスおよび酸素センサー、可燃性ガスセンサー、NDIR CO2
センサー

25種類以上の現場で交換可能なセンサー
ガンマ線センサー、ＶＯＣ用PIDセンサー、各種
毒性ガスおよび酸素センサー、可燃性ガスセン
サー、NDIR CO2 センサー

-充電式リチウムイオンバッテリー（動作時間最長12時間、充電時間6時間以下）-大型リチウムイオンバッテリー（動作時間最長
18時間、充電時間9時間以下）- アルカリ電池 単三４本（動作時間6時間）-充電式リチウムイオンバッテリー（動作時間最長12時間、充電時間6時間以下）-大型リチウムイオンバッテリー（動作時間最長
18時間、充電時間9時間以下）- アルカリ電池 単三４本（動作時間6時間）- リアルタイム測定値、PID CF値、バッテリー
ステータス、データログon/off、マンダウンア
ラーム- STEL値、TWA値、ピーク値、最小値- リアルタイム測定値、PID CF値、バッテリー
ステータス、データログon/off、、マンダウン
アラーム- STEL値、TWA値、ピーク値、最小値- リアルタイム測定値、PID CF値、バッテリー
ステータス、データログon/off、、マンダウン
アラーム- STEL値、TWA値、ピーク値、最小値

アラーム

大音量ブザー（95dB@30cm）、バイブレーシ
ョン、赤色LEDの点滅、ディプレイにアラーム状態の表示、マンダウンアラーム

大音量ブザー（95dB@30cm）、バイブレーシ
ョン、赤色LEDの点滅、ディプレイにアラーム状態の表示、マンダウンアラーム

大音量ブザー（95dB@30cm）、バイブレーシ
ョン、赤色LEDの点滅、ディプレイにアラーム状態の表示、マンダウンアラーム

EMI/RFI

EMC指令2004/108/EC準拠

EMC指令2004/108/EC準拠

EMC指令2004/108/EC準拠

防塵防水等級

拡散式: IP67

IP65

IP65

データロギング- 連続6カ月（5センサー 1分間隔の場合）
データログの間隔は1～3600秒で変更可能- 連続6カ月（5センサー 1分間隔の場合）
データログの間隔は1～3600秒で変更可能- 連続6カ月（5センサー 1分間隔の場合）
データログの間隔は1～3600秒で変更可能

ATEX:

ATEX:

ATEX:

寸法
質量
センサー

拡散式: 760 g
ポンプ式: 880 g-充電式リチウムイオンバッテリー（動作時間最長12時間ポンプ式、最長18時間拡散式、充電
時間6時間以下）
バッテリー-大型リチウムイオンバッテリー（動作時間最長
稼働時間、充電時間 18時間ポンプ式、最長28時間拡散式、充電時
間9時間以下）- アルカリ電池 単三４本（動作時間6時間ポンプ式、8時間拡散式）
表示項目
サンプリング

内蔵ポンプまたは拡散

CSA:

認証

IECEx:

ポンプ式: IP65

Class I, Division 1, Groups A, B, C and D. T4
II 1G, Ex ia IIC T4 Ga

2G, Ex ia d IIC T4 Gb IRセンサー搭載時

Ex ia IIC T4 Ga

Ex ia d IIC T4 Gb IRセンサー搭載時

動作温度-20°～+50°C

保証期間- LELセンサー、一酸化炭素センサー、硫化水素センサー、酸素センサー（2年）-非消耗品（2年）- 上記以外のセンサー、ポンプ、バッテリー、その他消耗品（1年）

動作湿度

相対湿度0% ～ 95%（結露なきこと）

仕様は改良のため変更される場合があります

内蔵ポンプ 採取流量250cc/min
低流量時自動停止

CSA:

IECEx:Class I, Division 1, Groups A, B, C and D. T4
II 2G, Ex ia IIC T4 Gb

2G, Ex ia d IIC T4 Gb IRセンサー搭載時

Ex ia d IIC T4 Gb

Ex ia d IIC T4 Gb IRセンサー搭載時-20°～+50°C

相対湿度0% ～ 95%（結露なきこと）- LELセンサー、一酸化炭素センサー、硫化水素センサー、酸素センサー（2年）-非消耗品（2年）- 上記以外のセンサー、ポンプ、バッテリー、その他消耗品（1年）

20

内蔵ポンプ 採取流量250cc/min
低流量時自動停止

CSA:

Class I, Division 1, Groups A, B, C and D. T4

IECEx:

Ex ia d IIC T4 Gb

II 2G, Ex ia IIC T4 Gb

2G, Ex ia d IIC T4 Gb IRセンサー搭載時

Ex ia d IIC T4 Gb IRセンサー搭載時-20°～+50°C

相対湿度0% ～ 95%（結露なきこと）- LELセンサー、一酸化炭素センサー、硫化水素センサー、酸素センサー（2年）-非消耗品（2年）- 上記以外のセンサー、ポンプ、バッテリー、その他消耗品（1年）

センサー仕様
ガンマ線

放射線センサーセンサー
スロット

PID センサー

センサー
スロット

VOC 10.6eV(HR)E

VOC 10.6eV(ppb)

VOC 10.6eV

A

0.1 ppm

可燃性ガスセンサー（非分散型赤外線方式）

センサー
スロット

B

A

二酸化炭素センサー（非分散型赤外線方式）

センサー
スロット

電気化学センサー

センサー
スロット

アンモニア (NH3)

A,B,C,D,E

注2

A,B,C,D,E

一酸化炭素(CO)A,B,C,D,E

一酸化炭素(CO), 拡張レンジ

A,B,C,D,E

一酸化炭素(CO), 水素対策型
一酸化炭素(CO) + 硫化水素(H2S) コンボ
塩素(Cl2)

二酸化塩素(ClO2)

注1

エチレンオキシド(EtO-B)

ホルムアルデヒド(HCHO)

シアン化水素(HCN)
注1

注1

メチルメルカプタン(CH3-SH)
一酸化窒素(NO)A,B,C,D,E

A,B,C,D,E

エチレンオキシド(EtO-C), 拡張レンジ

硫化水素(H2S), 拡張レンジ

A,B,C,D,E
A,B,C,D,E

注1

エチレンオキシド(EtO-A)

硫化水素(H2S)A

注2

二酸化窒素(NO2)
酸素(O2)

A,B,C,D,E

A,B,C,D,E

A,B,C,D,E

0 ～ 2,000 ppm

0 ～ 1,000 ppm

測定範囲

0 ～ 100% LEL

0 ～ 100% LEL

0 ～ 50,000 ppm

0 ～ 100 ppm

A,B,C,D,E
A,B,C,D,E

A,B,C,D,E

0 ～ 500 ppm

〇

拡散式

拡散式

〇

拡散式

〇

1 ppm

〇

10 ppm〇0.1 ppm

0.1 ppm

10 ppm0 ～ 10 ppm

0.05 ppm

0 ～ 100 ppm

0.1 ppm

0.5 ppm

マルチレイ プロ

〇

〇

〇

〇

マルチレイ

マルチレイ プロ

〇

〇

マルチレイ

マルチレイ プロ

〇

〇

〇

〇

マルチレイ

マルチレイ プロ

〇

〇

マルチレイ

マルチレイ プロ

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇
〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

0.1 ppm

〇

〇

〇

〇

〇

センサースロットについて

マルチレイシリーズの各機種には 5 種類のセンサースロット（A ～ E）があり、各センサースロットには搭載可能なセンサーが決められています例）マルチレイプロ A. VOC 10.6eV(ppb)、B. LEL、C. アンモニア、D. 酸素、E. 一酸化炭素 + 硫化水素

上記組合せの場合、コンボセンサー（一酸化炭素 + 硫化水素）を含むので 6 種類のガス種の測定が可能です
注 1: 二酸化塩素センサー (ClO2) と硫化水素センサー (H2S) は同時に搭載できません

注 3: NDIR % Vol 可燃性ガスセンサーを搭載するときは併せて接触燃焼式 %LEL センサーを搭載する必要があります

21〇

0.1 ppm
10 ppm

注 2: 一酸化窒素センサー (NO) とアンモニアセンサー (NH3) は同時に搭載できません〇〇

0.1 % Vol.

0 ～ 1,000 ppm

マルチレイ

〇

0 ～ 30% Vol.

0 ～ 20 ppm

〇

〇

〇

0.5 ppm

A,B,C,D,E〇

マルチレイ プロ〇

0 ～ 250 ppm

二酸化硫黄(SO2)

ポンプ式

マルチレイ

〇

〇

0.1 ppm〇〇〇

0.1 ppm

ポンプ式

〇

1 ppm

0 ～ 20 ppm

注3

マルチレイ ライト マルチレイ ライト

0 ～ 10 ppm

0 ～ 10 ppm〇〇

0.5 ppm

0 ～ 500 ppm

ポンプ式

分解能

0.03 ppm

0 ～ 100 ppm〇

マルチレイ ライト マルチレイ ライト

0 ～ 1 ppm

0 ～ 50 ppm

ポンプ式

分解能

1 ppm
0.1 ppm

0 ～ 20 ppm

仕様は改良のため変更される場合があります

マルチレイ ライト マルチレイ ライト

0 ～ 500 ppm（一酸化炭素）
0 ～ 200 ppm（硫化水素）

A,B,C,D,E

A,B,C,D,E

分解能

拡散式

10 ppm0 ～ 2,000 ppm

ホスフィン(PH3)

水素(H2)

マルチレイ ライト マルチレイ ライト

1 ppm

0 ～ 2,000 ppm

0 ～ 1,000 ppm

A,B,C,D,E

分解能

100 ppm

測定範囲

A,B,C,D,E〇

0.1% Vol.

測定範囲

0 ～ 50 ppm

A,B,C,D,E

1ppm

1% LEL0 ～ 100% Vol.

ポンプ式

10 ppb

1% LEL

測定範囲

A,B,C,D,E

拡散式

ポンプ式

複合ガス

A

二酸化炭素 (CO2) NDIR

マルチレイ ライト マルチレイ ライト

0 ～ 2,000 ppm (TVOC)
0 ～ 200ppm (ベンゼン）

センサー
スロット

NDIR(0-100% vol. メタン)

分解能

拡散式

0.01 μSv/h

0.1 ppmA

NDIR(0-100% LEL メタン)

測定範囲

マルチレイ ライト マルチレイ ライト

0 ～ 5,000 ppm

可燃性ガスセンサー

LEL

0 ～ 200μSv/h（線量率）

分解能

A

A

VOC 9.8eV (ベンゼン測定)

測定範囲

複合ガス検知器

複合ガス検出器

ガスアラートマイクロ５（GasAlert Micro5）

拡散式マルチガス検知器

最大 5 種類のガスを同時に表示可能です。 検知ガスは酸素、可燃性ガス、有毒ガス 12 種類、加えて、
ガスアラートマイクロ 5IR では二酸化炭素を検知可能です。 お客様のニーズにあった組み合わせを行うことができます

マイクロ５の特徴 :●最大 5 成分同時表示●電池タイプ（充電式 / アルカリ電池）の選択●データロガー機能● 2 段警報機能（任意設定可能）●大音量 95 ｄｂブザー●バイブレーション機能●ＴＷＡ警報機能（任意設定可能）●ＳＴＥＬ警報機能（任意設定可能）●耐水性、対衝撃性設計 IP66
●自己診断機能22

［マイクロ5製品仕様]
寸法

145 x 74 x 38 mm

センサー

測定範囲

バッテリー

充電式リチウムバッテリーパック或いはアルカリバッテリーパック

硫化水素（H2S）

0~500ppm

質量

稼働時間
表示項目
アラーム

防塵・防水規格
データログ

動作温度

瞬時値、最大値、最小値、STEL、TWA、バッテリー状態、日時

0~500ppm

0.1ppm0~999ppm

1ppm

0~500ppm

1ppm

可燃性ガス（LEL）

0~100%LEL

1%LEL

二酸化硫黄（SO2）0~150ppm

0.1ppm

一酸化炭素（CO）

一酸化炭素（CO）ツインセンサ

95dBブザー（30cm距離）、バイブレーショ
ン、赤色LEDの点滅
IP 65/66

ホスフィン（PH3）500,000 行のデータを保存可能、5 秒間隔
で4.4 か月分（通常の作業週に基づく）
ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga

塩素（Cl2）

Ex II 2 G - IR model only
IECEx: Ga Ex ia IIC T4*

アンモニア（NH3）

Ex d ia IIC T4* - IR model only

二酸化窒素（NO2）-20°～ +50°C

シアン化水素（HCN）

O2：0～99%相対湿度

二酸化塩素（ClO2）

可燃性ガス：5～95%

オゾン（O3）

Cl2：10～95%相対湿度

HCN、ClO2：15～95%

二酸化炭素（CO2）IR

相対湿度その他のガス：15～90%相対湿度（結露がないこと）

保証期間

0.1%vol.

硫化水素（H2S）ツインセ
ンサ

15 時間

CO2 IR：0～95%相対湿度
動作湿度

0~30.0%0~5.0ppm

0~50.0ppm
0~100ppm

0~99.9ppm
0~30.0ppm
0~1.00ppm
0~1.00ppm

0~50,000ppm※マイクロ 5 IR に使用できないセンサー：

2年（NH3, Cl2, O3, ClO2 センサは1 年）

ClO2、HCN、NO2、PH3、Cl2

23

0.1ppm

0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm0.01ppm
0.01ppm
50ppm

複合ガス

認証

酸素（O2)

370 g

分解能

使い切りガス検知器

シングルガス検知器

BW クリップ・リアルタイム（BW Clip Real Time）

シングルガス検知器の BW Clip シリーズは、センサーによっては最長 3 年間、メンテナンス不要で、ご使用可能です。電源投入後、連続使用してもセンサー交換、バッテリー交換およびバッテリー充電は必要ありません。つまり、信頼性に優れており、休止時間なくご利用出来ます。

４ガス検知器 BW クリップ 4（BW Clip4）
BW クリップ４はメンテナンスフリーの 4 ガス検知器。常に電源がオンになっているウェアラブル

で簡単操作のマルチガス検出器。充電やバッテ
リー、センサー交換等も不要でサービス全体をカバーする 2 年間の保証付き。

24

［BWクリップ・リアルタイム製品仕様]［BWクリップ・リアルタイム センサー]

質量

酸素（O2)

寸法41 x 50 x 87 mm

バッテリー

リチウム。交換不可。

稼働時間
表示項目
アラーム
防塵・防水規格イベントログ
認証
動作温度
動作湿度

保証期間

92 g

アクティベーションから ２年間或いは3年
間 (1 日に 1 分間警報を鳴らした場合)

センサー （2年保証）

測定範囲

分解能

硫化水素（H2S）

0~100ppm

1ppm

二酸化硫黄（SO2）0-100ppm

1ppm

センサー （3年保証）

測定範囲

分解能

一酸化炭素（CO）

0~300ppm

1ppm

0~25.0%一酸化炭素（CO）

瞬時値、最大値、残日数、時刻（設定変更に別売りの自動校正機が必要）
95dBブザー（10cm距離）、赤色LEDの点滅
IP66/670~300ppm

硫化水素（H2S）

35 件 （データーログ機能無し）
ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga

0.1%vol.

1ppm

0~100ppm

1ppm

IECEx: Ex ia IIC T4 Ga-20°～ 50°C （基準）

＊個々のセンサーにより異なる

相対湿度5% ～ 95%（結露なきこと）
2年或いは3年

使い切り［BWクリップ４製品仕様]［BWクリップ４センサー]

質量

酸素（O2)

寸法

119 x 68 x 32 mm

バッテリー

リチウム。交換不可。

稼働時間
表示項目
アラーム
防塵・防水規格イベントログ
認証
動作温度
動作湿度

保証期間

233 g

アクティベーションから ２ 年間 (1 日に 1分間警報を鳴らした場合)。

センサー

測定範囲

分解能

硫化水素（H2S）

0~100ppm

1/0.1ppm

0-100%LEL

1%LEL

0~25.0%一酸化炭素（CO）

0~1,000ppm

可燃性ガス（LEL） ＊＊瞬時値、最大値、STEL、TWA、残日数

BW Clip4
LED IR

95dBブザー（30cm距離）、バイブレーシ
ョン、赤色LEDの点滅
IP68

0.1%vol.

1ppm

可燃性ガス
メタン
プロパン
ブタン

70 件 （データーログ機能無し）

ペンタン
ヘキサン

ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga

ヘプタン
オクタン

IECEx: Ex ia IIC T4 Ga-20°～ +50°C （基準）ノナン

メタノール / エタノール
水素＊個々のセンサーにより異なる

相対湿度5% ～ 95%（結露なきこと）

シクロヘキサン
アセチレン

2年

エチレン
ガソリン

検知可能

検知可能であるが、反応が遅くなる
検知不可

25

ＶＯＣガス検知器

ミニレイ 3000+

応答時間 3 秒のスピード検知

MiniRAE 3000+ (PGM-7320)

独自技術の PID センサー（注１）搭載
PID センサーについて⇒ 30P

迅速な検知スピードと屈強な筐体が評

10.6eV ランプは 3 年間保証

価され、世界中の労働現場で使われてデータログ機能、ガスライブラリ標準装備

いる VOC モニターの定番モデルです。

かんたんな操作（日本語表示対応（注２））

防塵防水設計、防爆構造の本体は過酷

労働安全衛生法で義務づけられる、「事業場における化学物質なな環境下においても確実な動作を保証します。

どによる危険性または有害性のリスクアセスメント」にご使用頂
けます

検出できる化学物質について⇒ 31P（注１）Photo Ionization Detector の略。多様な有機化合物や一部の無機化合物に反応するブロードバンドセンサー。

（注２）ガスライブラリの化合物名は英語表記となります。

26

ppb レイ 3000+

ppbRAE 3000+ (PGM-7340)

ppb オーダーの微量 VOC も検知する
3000 シリーズのハイエンドモデルです。その用途は労働衛生管理にとどまらず、研究開発や、迅速かつ高感度な検知が要求されるテロ対策などの国防目的においても活躍します。

ミニレイ ライト +MiniRAE Lite+ (PGM-7300)

機能を絞ったコストパフォーマンスにすぐれたモデルです。

設からのリークチェック、室内外の環境測定に最適な 3000 シリーズのエン
トリーモデルです。

ウルトラレイ 3000+

UltraRAE 3000+ (PGM-7360)
PID センサーと分離チューブの組合せによって、ベンゼンまたはブタジエン
だけを特定して検出します。
石油プラント、化学工場などでのベンゼンまたはブタジエンの日常管理に最
適です。

27

ＶＯＣ

職場での労働衛生管理、配管や貯蔵施

ＶＯＣガス検知器

本体仕様
ミニレイ 3000+

ppbレイ 3000+

ミニレイ ライト+

寸法

255 x 76 x 64 mm

255 x 76 x 64 mm

255 x 76 x 64 mm

質量

738 g

738 g

738 g

センサー

10.6eVランプ（標準）、9.8eVランプ、11.7eV
ランプ

10.6eVランプ（標準）、9.8eVランプ

10.6eVランプ（標準）リチウムイオン充電池（最長16時間稼働）
アルカリ乾電池（最長12時間稼働）

リチウムイオン充電池（最長16時間稼働）
アルカリ乾電池（最長12時間稼働）

リチウムイオン充電池（最長16時間稼働）
アルカリ乾電池（最長12時間稼働）

表示項目

瞬時値（ppm、mg/m3)、最大値、STELおよびTWA、バッテリー状態、シャットダウン電
圧、日時、温度

瞬時値（ppm、mg/m3)、最大値、STELおよびTWA、バッテリー状態、シャットダウン電
圧、日時、温度

瞬時値（ppm)、最大値、バッテリー状態、シャットダウン電圧、日時、温度アラーム

大音量ブザー（95dB@30cm）、赤色LEDの点滅

大音量ブザー（95dB@30cm）、赤色LEDの点滅

大音量ブザー（95dB@30cm）、赤色LEDの点滅

EMI/RFI

高EMI/RFI耐性 EMC指令2004/108/EC準拠

高EMI/RFI耐性 EMC指令89/336/EEC準拠

高EMI/RFI耐性 EMC指令89/336/EEC準拠

防塵防水等級

IP65 (稼働時）/ IP67（電源オフ時）

IP65 (稼働時）/ IP67（電源オフ時）

IP65

サンプリングポンプ

内蔵ポンプ500cc/分
水平方向、垂直方向に3mからサンプリング

内蔵ポンプ500cc/分
水平方向、垂直方向に30mからサンプリング

内蔵ポンプ400cc/分
水平方向、垂直方向に30mからサンプリング

データロギング

1分間隔で標準6ヶ月

1分間隔で標準6ヶ月

1分間隔で標準6ヶ月

バッテリー
稼働時間

認証
動作温度

CSA, Classified as Intrinsically Safe for use in UL, cUL, Classified as Intrinsically Safe foruse in Class I, Division 1 Groups A, B, C, D
Class I, Division 1 Groups A, B, C, D
ATEX Ex II 2GEx ia IIC/IIB T4
ATEX II 2G EEx ia IIC T4
IECEx Ex ia IIC/IIB GbT4
IECEx Ex ia IIC/IIB GbT4

ATEX II 2G EEx ia IIC T4 (オプション)-20°～+50°C-20°～+50°C-20°～+50°C

動作湿度

相対湿度0% ～ 95%（結露なきこと）

相対湿度0% ～ 95%（結露なきこと）

相対湿度0% ～ 95%（結露なきこと）

保証期間

10.6eVランプ（3年）9.8eVランプ（6ヶ月）11.7eV
10.6eVランプ（3年）、9.8eVランプ（6ヶ月）
ランプ（30日）
ポンプ、バッテリー、その他消耗品（1年）
ポンプ、バッテリー、その他消耗品（1年）

仕様は改良のため変更される場合があります28

10.6eVランプ（3年）
ポンプ、バッテリー、その他消耗品（1年）

センサー仕様

ミニレイ 3000+ (10.6eVランプ)

ウルトラレイ 3000+

ガス
VOC

測定レンジ

分解能

0 ～ 999.9ppm

0.1 ppm1000 ～ 15,000ppm

1 ppm

ppbレイ 3000+ (10.6eVランプ)
ガス

寸法255 x 76 x 64 mm

質量

738 g

センサー

9.8eVランプ（標準）、10.6eVランプ、11.7eV
ランプ

バッテリー
稼働時間

VOC

ガス
VOC

リチウムイオン充電池（最長16時間稼働）
アルカリ乾電池（最長12時間稼働）

アラーム

大音量ブザー（95dB@30cm）、赤色LEDの点滅

VOC

EMI/RFI

高EMI/RFI耐性 EMC指令2004/108/EC準拠

防塵防水等級

IP65 (稼働時）

サンプリングポンプ

内蔵ポンプ400cc/分
水平方向、垂直方向に30mからサンプリング

データロギング

1分間隔で標準6ヶ月

保証期間

3秒未満

3秒未満

1000 ～ 9999 ppm

1 ppm

3秒未満

100 ～ 999.9 ppm

0.1 ppm

測定レンジ

分解能

0 ～ 999.9ppm

0.1 ppm1000 ～ 5,000ppm

1 ppm

測定レンジ

分解能

0 ～ 99.99 ppm

0.01 ppm

1000 ～ 9999 ppm

1 ppm

100 ～ 999.9 ppm

0.1 ppm

測定レンジ

分解能

ベンゼン

0 ～ 200 ppm

0.01 ppm

0 ～ 200 ppm

仕様は改良のため変更される場合があります

0.01 ppm

3秒未満

応答時間
(T90)
3秒未満
3秒未満

応答時間
(T90)
3秒未満
3秒未満

3秒未満

応答時間
(T90)

60秒未満

60秒未満

トキシレイプロ PID-20°～+50°C

9.8eVランプ（6ヶ月）、10.6eVランプ（3年）、11.7eVランプ（30日）
ポンプ、バッテリー、その他消耗品（1年）

応答時間
(T90)

0.01 ppm

ガス

ブタジエン

3秒未満

10 ～ 99 ppm

ウルトラレイ 3000+ (9.8eVランプ)

Classified as Intrinsically Safe for use inClass I, Division 1 Groups A, B, C, D
ATEX II 2G EEx ia IIC T4
IECEx Ex ia IIC/IIB GbT4

相対湿度0% ～ 95%（結露なきこと）

1 ppb

3秒未満

ToxiRAE Pro PID (PGM-1800)

VOC の個人ばく露モニタリングにはトキシレイプロ PID をご検討ください。

製品仕様について⇒ 14､16P

29

ＶＯＣ

表示項目

動作湿度

0 ～ 9999 ppb

ウルトラレイ 3000+ (10.6eVランプ)
ガス

動作温度

分解能

ミニレイ ライト+ (10.6eVランプ)

瞬時値（ppm、mg/m3)、最大値、STELおよびTWA、バッテリー状態、シャットダウン電
圧、日時、温度

認証

測定レンジ

応答時間
(T90)

技術情報

PID センサーについて

PID とは、Photo Ionization Detector の略称で、多種多様な VOC（揮発性有機化合物）や一部の無機化合物に反応するブロードバンドセンサーです。光イオン化検知器とも呼ばれます。

１．ハネウェル PID の特徴（1）検知感度に優れ、ppb (parts per billion、10 億分率 ) オーダーの微量 VOC にも迅速に反応します。
（2）リアルタイムの測定値を連続表示します。
検知管の測定値をスナップショットと例えれば、PID の測定値は動画に当たります。危険な瞬間
やポイントを逃しません。
（3）300 種類を超える VOC の CF 値を利用できます。（次ページ参照）

２．測定原理

電荷量を測定し、濃度を計器に表示

100 ppm

PID は原則として UV ランプの光子エネルギー (eV) より
イオン化エネルギー (IE) が低いすべての化合物を検知します。図 1 に示されるように、UV ランプの光子エネル
ギーよりもイオン化エネルギーの低い物質が、ランプの紫外線により電離され、電離された電荷量が VOC 濃度として検知されます。
注意：PID は検知できる物質のトータル濃度を表示しま
すので、個々の物質の定性・定量はできません。

電極

ガスがPIDセンサー
内に侵入

-

基本的に
そのままの状態でガスがPIDセンサー
から抜け出す電極 ＋
UVランプから照射された光によって一部のVOC分子がイオンに分離され、電極に移動

図１．PID の測定原理

３．ランプの種類

15

9.8 eVランプ

10.6 eVランプ

11.7 eVランプ

イオン化
しない物質
14.01

14
13
イオン化
エネルギー 12
(eV)
11
10
9
8

9.24

9.54

9.99

10.1

10.5

10.66

11.32

11.47

12.1

8.4

素

炭

化

酸

一

素
酸
素
炭
化
塩
ン
レ
チ
メ
化

四

塩

酸
酢
ン
レ
チ
エ

IPA
ル
ニ
ビ
化
塩
K
ME
ン
ゼ
ン
ベ
ン
レ
チ
ス

ハネウェルでは 10.6eV（標準）、9.8eV、11.7eV の３種
類の UV ランプを提供しています。ランプの選択について、以下に説明します。
図 2 は検知可能物質の一例をイオン化エネルギー順に並べた図です。この図では 11.7eV ランプがその他のランプの領域も含む最も多くの物質を検知することを示しています。しかしながら、11.7eV ランプはその潮解性ゆえにランプ寿命が短い（メーカー保証期間 30 日間）という特徴があります。一方、3 種類のランプの中では最も検知物質数が少ない 9.8eV ランプは、ウルトラレイ
3000 との組み合わせでベンゼンやブタジエンを特定検出する際に使用します。ハネウェルでは、光子エネルギーが高く、ランプ寿命が長い（メーカー保証期間 3 年間）
10.6eV の使用を推奨します。

図２．代表的な VOC のイオン化エネルギー４．ＣＦ値について

Correction Factor の略、イソブチレンを基準とした補正係数
通常ハネウェルの PID センサーはイソブチレンで校正を行います。PID センサーは多様な物質を検知しますが検知できる各物質の感度はそれぞれ異なります。イソブチレンの感度を 1 とした場合の、各物質の相対感度（CF 値）を
ハネウェルでは公開しております。

最新の情報はウェブサイトのテクニカルノート TN-106 をご確認ください。
注意：より正確な測定には、実際に測定するガスによる校正をお奨めします30

PID で検出できる VOC の例
9.8 eV ランプ

エチレンジアミン
エチレンイミン
エチルエーテルアクリル酸エチルヘキシル
エチルメルカプタン
エチルシリケート
硫化エチル
フルフラール
フルフリルアルコール
ガソリン
ヘキサノン
イソパラ溶剤
イソホロン
イソプロピルエーテル
イソプロピルアミン
イソプロピルグリシジル
エーテル
JP-4、-5、-8
灯油
リモネン
メシチルオキシド
メシチルアミルケトン
メチルセロソルブ
メチルエチルケトン
メチルエーテルメチルヒドラジン
ヨウ化メチル
メチルメルカプタン
メタクリル酸メチル
N-メチルピロリドン
メチルスチレンメチルアミン
メチルシクロへキサン
メチルシクロへキサノン
メチルシクロヘキサノール
軽油
モノメチルアニリン
モルホリン
ナフサ
ナフタリン
ニトロベンゼンニトロクロロベンゼン
ニトロメタンノナン
ノルパル溶剤
ペンタノン
ペルクロロエチレン
PGMEA
フェノール
フェニルエーテル
フェニルヒドラジン
ピネン
プロピレンイミン
ピリジン
キノン

スチビン
ストッダード溶剤
スチレン
テトラクロロエチレン
テトラヒドロフラン
トルエン
トルエンジイソシアネート
トルイジン
トナー流体
トリクロロエチレン
トリエチルアミン
テレピン油
臭化ビニル
塩化ビニリデンビニルシクロヘキセン
ビニルピロリジノン
ビニルトルエン
揮発油
キシレン
10.6 eV ランプ(9.8 eV 成分を含む)
アセトアデルヒド
無水酢酸

アクロレイン
塩化アリル
酢酸アミル
アミルアルコール
ブロモホルムn-ブロモプロパン
酢酸ブチル
アクリル酸ブチル
ブチルアルコール
二硫化炭素
クロロアセトアルデヒド
メチルホスホン酸ジメチル
エピクロルヒドリン
エタノール
酢酸エチル
アクリル酸エチル
臭化エチル
二臭化エチレン
乳酸エチル
グリシドールへプタン
ヘキサン
酢酸ヘキシル
硫化水素
ヨウ素
酢酸イソアミル酢酸イソブチル
イソブチルアルコール
酢酸イソプロピル
イソプロピルアルコール

ケテン
酢酸メチル
メチルアセチレン
アクリル酸メチル
臭化メチル
イソシアン酸メチル
オクタン
ペンタン
ホスフィン
酢酸プロピルプロピルアルコール
酸化プロピレン
ホウ酸トリメチル
リン酸トリメチル
塩化ビニル

11.7 eV ランプ(9.8 & 10.6 eV のすべての成分を含む)

酢酸
アセチレン
アクリロニトリル
四塩化炭素
クロロジブロモメタン
クロロホルムクロロトリメチルシラン
ジクロロエタン
エピクロルヒドリン
塩化エチル
エタン
二塩化エチレン
エチレンオキサイド
ギ酸エチル
ホルムアルデヒド
ギ酸
ヘキサクロロエタン
液体石油ガスメチルアルコール塩化メチル
メチルクロロホルム
塩化メチレン
ギ酸メチル
ニトロエタン
ニトロメタンニトロプロパン
ホスゲン
プロパン
二塩化プロピレン
硝酸プロピル
プロパルギルアルコール
テトラクロロエタン
トリクロロエタン
トリクロロメチルシラン

PID で検出されない成分

アセトニトリル
二酸化炭素
一酸化炭素
フレオン
水素
臭化水素
塩酸
シアン化水素
フッ化水素
過酸化水素
メタン
硝酸
窒素
酸素
オゾン
亜硫酸ガス
硫酸
バイケーン
(フッ化スルフリル)
水ハネウェルで公開している検出可能物資および CF 値のデータ（テクニカルノート TN-106）は、ウェブサ
イトよりダウンロード可能です。

https://safety.honeywell.com/en-us/brands/rae-systems

31

技術情報

アセトン
アリルアルコール
アリルグリシジルエーテル
アミノピリジン
アニリン
アニシヂン
アニソール
ベンゼン
ベンジルアルコール
塩化ベンジル
ブタジエン
ブトキシエタノール
ブチルアミンブチルセロソルブ
ブチルグリシジルエーテル
ブチルメルカプタン
樟脳ガス
クロロアセトフェノン
クロロベンゼンクロロプレンクレゾール
クロトンアルデヒド
クメン
シクロヘキサン
シクロヘキサノール
シクロヘキサノン
シクロヘキセン
シクロペンタジエン
ジアセトンアルコール
デカン
ジクロロベンゼン
ジクロロエチルエーテル
ジクロロエチレン
ジクロルボスディーゼル燃料
ジエチルアミノエタノール
ジエチルアミン
ジグリシジルエーテル
ジイソブチルケトン
ジイソプロピルアミン
N,N-ジメチルアセトアミド
ジメチルアミン
ジメチルアニリン
ジメチルホルムアミド
ジメチルヒドラジン
ジメチルスルホキシド
ジオキサン
ジフェニール
エタノールアミン
酢酸エトキシエチル
エチルアミルケトン
エチルベンゼンエチルブチルケトン
エチルアミン技術情報

ガス検知器の校正について
メーカー校正ガス検知器の信頼性を担保するため、使用者の安全を守るために、定期的な機能テストや校正は欠かせません。

ガス検知器は、その性質上、時間の経過とともに感度が落ちていきます。例えば、本来 10ppm
であるガス濃度の測定値が 9ppm、8ppm、7ppm・・・と次第に下がっていきます。最悪の場合、本来は危険であるはずの濃度でも検知器の警報が鳴らない事態も起こりえます。

検知器本来の役割を全うするためにも、定期的なガス検知器の校正をお奨めいたします。

ハネウェルでは、センサーの保証期間内であれば、販売したすべてのガス検知器の校正をお請けしております。
（センサーの種類によっては、校正ガスを国内で所持できない理由から海外工場に戻す場合がございます。）

また、ハネウェル社が実施するサービストレーニングを修了した販売店も多くあります。

校正についてのご質問、ご依頼等ございましたらお買い上げの販売店または当社までお問合せください。

なお、センサー交換を伴うメンテナンスの際にも校正が必要となります。

ハネウェルのガス検知器はセンサー交換によって防爆性能が損なわれることや、防塵防水性能は損なわれる心配はございません。

ハネウェルジャパン株式会社
東京都港区海岸 1-16-1
ニューピア竹芝サウスタワー20F
Tel: 03-6730-7321
Fax: 03-6730-7224

見本

校正証明書
製造番号:

181-xxxxxx

品

名:

QRAE II

型

式:

PGM-2400P
201x 年 x 月 xx 日

校正年月日:

校正ガス
ガス
標準混合ガスシリンダー
硫化水素
一酸化炭素
メタン
酸素
窒素

シリンダー#
xx

ロット#
xxxxx

10ppm
50ppm
50%LEL
18%
バランス

校正結果
センサー
ゼロガス
表示値
スパンガス
表示値

一酸化炭素
(ppm)

硫化水素
(ppm)

酸素
(%)

LEL
(%LEL)

0

0

20.9

0

50

10.0

18.0

50

ポンプ流量：400ml/min
本器は国家標準（N.I.S.T.：米国国立標準技術研究所）にトレーサブルな校正ガスと機器マニュアルの操作手順を使用して校正されています。
テストと校正の記録はハネウェルジャパン株式会社に保管されます。

簡単に交換できるソケットタイプのセンサー※センサー交換時には校正が必要です

検査担当者：

32

ユーザー校正

ハネウェルのガス検知器は、校正用標準ガスをお持ちであれば、ユーザー様ご自身で校正ができるように設計されています。

ユーザーガイドの手順に従えば、どなたでも検知器を簡単かつ短時間で校正することができます。

トキシレイプロシリーズ、マルチレイシリーズ用
自動点検 / 校正機オートレイ 2

CALGAZ（校正用標準ガス）

ハネウェルのガス検知器の校正には、CALGAZ（カルガス）が便利です。CALGAZ は校正用標
準ガスとして、ガス検知器のバンプテスト（機能テスト）や校正、医療機器の校正など広い分野で利用されています。

コンパクトな可搬型のシリンダーですが、例
べてのセンサーを 50 回以上校正することがで自動点検 / 校正機インテリドックス

きます。

また、ハネウェルの自動点検 / 校正機オート

レイ 2 やインテリドックスも CALGAZ シリン
ダーの使用を前提に設計されています。

なお、CALGAZ シリンダーは国内法規の高圧ガスに該当するため、その販売や運搬の規制対象となります。ユーザー様のお立場では、運搬に関わる費用にご留意頂く必要がございます。CALGAZ のご購入に関しては、販売店
または当社までお問合せください。

33

技術情報

えばキューレイ３であれば、1 本で 4 種類すBW Solo、マイクロクリップ、マックス XTII 用

注文番号
品名
BWクリップリアルタイム( 2年保証 )BWクリップリアルタイム( 3年保証 )仕様

CO 一酸化炭素 0-300ppm (L:35 H:200ppm) 1ppm単位

BWC2R-M

O2 酸素 0-25.0% vol. (L:19.5 H:23.5 %vol.) 0.1%単位

BWC2R-X

H2S 硫化水素 0-100ppm (L:10 H:15ppm) 1ppm単位

BWC2R-S

CO

一酸化炭素 0-300ppm (L:35 H:200ppm)

1ppm単位

BWC3R-M

NH3

アンモニア 0-100 ppm

1ppm単位

BWS2-A-Y

H2S

硫化水素 0-100ppm (L:10 H:15ppm)

1ppm単位

アンモニア 0-1000ppm（高濃度）［1年保証］

CO

一酸化炭素

H2S

硫化水素

O2

酸素

CO-H
H2S
SO2

一酸化炭素

硫化水素

HCN

［2年保証］

0-500 ppm（高濃度)0-30% vol.

塩素

［2年保証］［2年保証］

0-100 ppm

0-50 ppm［2年保証］［2年保証］

0.1%vol.単位

0.5ppm単位

0.1ppm単位

0.1ppm単位［2年保証］［1年保証］

1ppm単位

0.1ppm単位［2年保証］

0-100 ppm

BWC3R-H

1ppm単位

0-2000 ppm（水素対策型）

シアン化水素CL2（1年保証）

0-1000 ppm

0-100 ppm

二酸化硫黄

BWS2-A2-Y
BWS2-M-Y

BWS2-M2-Y
BWS2-H-Y

BWS2-H2-Y
BWS2-X-Y

BWS2-S-Y

0.1ppm単位

BWS2-Z-Y

0.1ppm単位

BWS2-C-Y

NO

一酸化窒素

0-250 ppm

［2年保証］

0.2ppm単位

BWS2-N-Y

PH3

ホスフィン

0-5 ppm［2年保証］

0.1ppm単位

BWS2-P-Y

ClO2

二酸化塩素

0-1 ppm［1年保証］

0.01ppm単位

NO2

二酸化窒素

0-100 ppm

［2年保証］

0.1ppm単位

ETO/C2H4O

エチレンオキサイド 0-100 ppm

O3

0-1 ppm

H2

NH3

オゾン

水素

0-1000 ppm［1年保証］［2年保証］

1ppm単位CO

一酸化炭素

0-2000 ppm［3年保証］

1ppm単位

H2S

硫化水素

O2

酸素

H2S
SO2

HCN
CL2

一酸化炭素

0-1000ppm （高濃度）0-2000 ppm（水素対策型）

0-200 ppm

［3年保証］

硫化水素 0-500 ppm（高濃度）0-30% vol.

［3年保証］

二酸化硫黄 0-100 ppm
シアン化水素塩素［1年保証］［2年保証］

0-100 ppm

0-50 ppm

0.5ppm単位

0.1ppm単位

0.1ppm単位［2年保証］［1年保証］

1ppm単位

0.1ppm単位

0.1%vol.単位

BWS2-V-Y

BWS2-R-Y［2年保証］［2年保証］

BWS2-E-Y

BWS2-G-Y

2ppm単位［1年保証］

CO-H

0.1ppm単位

0.01ppm単位

0-100 ppm

アンモニア

BWS2-D-Y［1年保証］

アンモニアNH3

BWソロ・ワイヤレス

BWC2R-H

SO2 二酸化硫黄 0-100ppm (L:5 H:10ppm) 1ppm単位

NH3

BWソロ・ライト

製品番号

BWS1-A-Y

BWS1-A2-Y

BWS1-ML-Y

BWS1-M2-Y
BWS1-HL-Y

BWS1-H2-Y
BWS1-XL-Y
BWS1-S-Y

0.1ppm単位

BWS1-Z-Y

0.1ppm単位

BWS1-C-Y

NO

一酸化窒素

0-250 ppm

［2年保証］

0.2ppm単位

BWS1-N-Y

PH3

ホスフィン

0-5 ppm［2年保証］

0.1ppm単位

BWS1-P-Y

ClO2

二酸化塩素

0-1 ppm［1年保証］

0.01ppm単位

NO2

二酸化窒素

0-100 ppm

［2年保証］

0.1ppm単位

ETO/C2H4O

エチレンオキサイド 0-100 ppm

O3

0-1 ppm

H2

CO2

オゾン

水素

0-1000 ppm

二酸化炭素［1年保証］［2年保証］

0-50000 ppm［1年保証］

BWS1-D-Y

0.1ppm単位

0.01ppm単位
2ppm単位［3年保証］

34

100ppm単位

BWS1-E-Y
BWS1-V-Y

BWS1-G-Y
BWS1-R-Y

BWS1-BL-Y

品名マイクロクリップ XL%LEL, O2, H2S, CO（拡散式）

BW クリップ４%LEL, O2, H2S, CO（拡散式）

マイクロクリップ X3
ガスアラートマックス XT II
ガスアラートクワトロ

キューレイ3仕様

製品番号

MCXL-XWHM-Y-NA%LEL, O2, H2S, CO（拡散式）

MCX3-XWHM-Y-NA%LEL, O2, H2S, CO（吸引式）

XT-XWHM-Y-NA

BWC4-Y-N%LEL, O2, H2S, CO（拡散式）アルカリ電池仕様

QT-XWHM-A-Y-NA%LEL, O2, H2S, CO（吸引式）

M020-12111-111%LEL, O2, H2S, CO（拡散式）

M020-22111-111%LEL, SO2, H2S, O2（拡散式）火山ガス用

M020-22111-131

セイフティ VOC: 0-1000 ppm ［１年保証］ 0.1ppm単位

G02-A010-000%LEL, SO2, H2S, O2（吸引式）火山ガス用
トキシレイプロ PID

スタンダード VOC: 0-2000ppm ［１年保証］ 0.05ppm単位

G02-A000-000

CO 一酸化炭素 0-500 ppm ［２年保証］ 1ppm単位

G02-A210-100

NH3 アンモニア 0-100ppm ［１年保証］ 1ppm単位

G02-AD10-100

H2S 硫化水素（高濃度） 0-1000 ppm ［１年保証］ 1ppm単位

G02-AN10-100

SO2 二酸化硫黄 0-20 ppm ［１年保証］ 0.1ppm単位

G02-A310-100

O2 酸素 0-30% vol. ［２年保証］ 0.1%vol.単位

HCN シアン化水素 0-50 ppm ［１年保証］ 0.5ppm単位

G02-AE10-100
G02-A710-100

G02-A610-100

NO2 二酸化窒素 0-20 ppm ［１年保証］

G02-A510-100

NO 一酸化窒素 0-250 ppm ［１年保証］

0.5ppm単位

0.1ppm単位

0.1ppm単位

ETO-A エチレンオキサイドA： 0-100 ppm ［１年保証］ 1ppm単位

G02-A410-100

G02-A910-100
G02-AJ10-100

ETO-B エチレンオキサイドB： 0-10 ppm ［１年保証］ 0.1ppm単位

G02-AK10-100

ClO2 二酸化塩素 0-1 ppm ［１年保証］ 0.03ppm単位

G02-AA10-100H2 水素 0-1000 ppm ［１年保証］ 10ppm単位

G02-AM10-100

可燃性ガス

G02-A030-000

ETO-C エチレンオキサイドC： 0-500 ppm ［１年保証］ 10ppm単位

CH3-SH メチルメルカプタン 0 - 10 ppm ［１年保証］ 0.1ppm単位
0 - 100% LEL ［１年保証］ 1% LEL単位

CO2 二酸化炭素

0 - 50000 ppm ［１年保証］ 100 ppm単位

35G02-AL10-100

G02-AQ10-100

G02-AH10-100
G02-0007-000

注文番号

HCHO ホルムアルデヒド 0-10 ppm ［１年保証］ 0.05ppm単位

トキシレイプロ CO2

G02-A110-100

CL2 塩素 0-50 ppm ［１年保証］ 0.1ppm単位

PH3 ホスフィン 0-20 ppm ［１年保証］

トキシレイプロ LEL

G02-A810-100

CO-H 一酸化炭素 0-2000 ppm（水素対策型） ［１年保証］ 10ppm単位

H2S 硫化水素 0-100 ppm ［２年保証］ 0.1ppm単位

トキシレイプロ EC

M020-12111-131

定置式ガス検知器

定置式 PID ガス検知器
定置式 PID ガス検知器

レイガード２

RAE Guard2 PID

多様な揮発性有機化合物（VOC）を測定可能な定置式の光イオン化（PID）検知器。設

置場所において連続的に VOC 検知が可能。
３種のセンサー検知範囲が選択可能で、0.01
ppm 単位で VOC を検知可能。ポンプ吸引式により離れた現場のガスを吸引して検知可能。PID モジュールは特殊工具を使用せず簡単に取り外すことができるため、メンテナンスやセンサー交換などの作業が大幅に簡素化されます。

［RAE Guard2 PID 製品仕様]［DigiPID Sensor 仕様]

サンプリング

測定範囲

検出原理

PID （Photoionization Detector）
内蔵ダイヤフラムポンプ

寸法

質量4.0kg（DigiPID含む）

材質

固定方法

動作温度

3/4"NPTオス

EMI/RFI

2”パイプ固定または壁面固定

認証

128 x 64バックライト付LCD

UL/CSA
IECEx±10% FSS/Month- 20℃～ + 55℃

0～95% RH（結露なきこと）

EMC指令2004/108/EC, EMI/RFI準拠に対する高耐性
1.2mからの落下試験対応

パッケージ

気圧: 90～110kPa

ATEX:±10% FSS/Month

環境湿度

IP 65

湿度: 0～95% RH（結露なきこと）

ディスプレイ

認証

RS-485（Modbusサポート）

温度: - 20℃～ + 55℃

使用環境

校正点の±2%

スパンドリフトプログラマブルアラーム接点３つ（30VDC、2A）

メカニカルインターフェイス

２点校正（オプションにて３点校正可）

ゼロドリフト4～20mA

防水防塵

ポンプ式（T90）：5秒

精度

<5W

出力

※リレー接点および補正係数使用不可

校正

DC 10～28V、210mA（24V時）

消費電力

0～1000 （分解能：1）

応答時間

ステンレススチール

動作電流

0～1000 （分解能：0.1）(ppm)

290（長さ）×134（幅）×107（奥行き）mm

グラフィカルディスプレイ

II 2(1), Ex db[ia Ga] IIC T4 Gb

0～100 （分解能：0.01）

ATEX:

UL/CSA
IECEx

センサー保護用ダストフィルター内蔵II 1 G EX ia IIC T4 and 1M1 Ex ia I
Class 1, Div. 1, Groups ABCD T4
Ex ia IIC T4 Ga ／ Ex ia I Ma

※仕様は変更される場合があります。

Class 1, Div. 1, Groups ABCD T4
Ex db [ia Ga] IIC T4, Ga

36

定置式ガス検知器
定置式ガス検知器

センスポイント XCD

Sensepoint XCD は、作業環境に危険をおよぼす可能性のある可燃性ガスや［Sensepoint XCD 仕様]

消費電力を計測し、明確なバックライトディス

アナログ
出力

定置式ガス検知器です。選ばれたガス
プレイによってガス検知器の測定状態を即座に判別できます。利用可能な出力信号は、アナログ 4 〜 20mA、3 つのリレー接点、MODBUS デジタルがあります。

24Vdc （入力電圧範囲： 12～32Vdc）UL/CSA version

電源

酸素濃度、有毒ガスを検知するための24Vdc （入力電圧範囲： 16～32Vdc）ATEX/IECEx/AP version
最大消費電力は搭載しているガスセンサーの種類によって異なります
電気化学セル= 3.7W、赤外線式= 3.7W、接触燃焼式= 4.9W
最大突入電流= 800mA at 24VDC
通

常

故

時

障

時

メン テ ナンス 時
オ ー バ ー レン ジ

仕

警報

出

様

保持/自動復帰 任意変更可能

LCDバックライト 緑/黄/赤

力機

アラーム1/アラーム2/異常時 合計３点, 無電圧接点, 接点容量5A@250VAC

通信

RS485, Modbus RTU
ハ ウ ジ ン グ
セ

ン

サ

ー

使用温度範囲-40ºC ～ +65ºC

使用湿度範囲通常時：20～90%RH（結露なきこと）

900 ～ 1,100 hPa 電気化学式毒ガスセンサー ※気圧変動により濃度表
示も変動します800 ～ 1,200 hPa 電気化学式酸素センサー、接触燃焼式および赤外線式センサー-25ºC ～ +65ºC

最大寸法

225H x 164W x 99D mm

質量

アルミニウム合金 1.7kg、SUS316 3.7kg

防水・防塵規格IP66（EN60529：1992）

一酸化炭素
水素

二酸化窒素

応答速度
（T90）

使用温度範囲H2 S

0.0~100.0ppm

50秒-20℃~+55℃

0~1,000ppm

65秒-20℃~+55℃

CO

0~1,000ppm

NO2

0~50.0ppm

H2

30秒

40秒

インターナショナル

UL/c-UL - Class I, Division 1, Groups B, C and D, Class I, Division 2,
Groups B, C & D, Class II, Division 1, Groups E, F & G, Class II, Division 2,
Groups F & G. -40°C to +65°C

ATEX Ex II 2 GD Ex d IIC Gb T6 (Ta -40ºC to +65ºC) Ex tb IIIC T85°C Db IP66
IEC Ex d IIC Gb T6 (Ta -40ºC to +65ºC) Ex tb IIIC T85°C Db IP66

EMC

CE: EN50270:2006 EN6100-6-4:2007

パフォーマンス

UL508; CSA 22.2 No. 152 (flammable gasses, excludes infrared
sensors); ATEX, IEC/EN60079-29-1:2007, EN45544, EN50104, EN50271;
China: PA Pattern. Measurement (for transmitter and toxic gas
sensors) “CCCF” Shenyang for Flammable (fire dept approval)

検知ガス
可燃性ガス

-20℃~+55℃

メタン（IR）-20℃~+55℃

二酸化炭素（IR）

測定レンジ
LEL

CH4
CO2

0.0~100.0%LEL

0.0~100.0%LEL
0.00~2.00%

応答速度
（T90）

使用温度範囲30秒-20℃~+55℃

25秒-20℃~+55℃

30秒-20℃~+55℃※二酸化硫黄、アンモニア、塩素、一酸化窒素については別途お問い合わせください-20℃~+55℃

37

定置式

硫化水素

一時的：10～99%RH（結露なきこと）

保管温度範囲認証

30秒

316 ステンレススチール

UL/cUL version： ¾”NPT × 2カ所

ヨーロッパ

0.0~25.0%

エポキシ塗装アルミニウム合金 または 316 ステンレススチール
ATEX/IECEx version：M20 ×２ヵ所

リカ, カナダO2

22.0mA

３芯シールド線（20AWG～13AWG）

アメリカ, ラテンアメ酸素

2.0 or 4.0mA（酸素17.4mA）

配線

使用気圧範囲測定レンジ

0.0<1.0mA

250Ω

配線導入口

検知ガス

4-20mA

最大負荷抵抗材質［Sensepoint XCD 機種別仕様]

SensepointXCD

ハイテク産業向けガス検知器

吸引型固定式マルチガス検知器
吸引型固定式ガス検知器

マイダス -M

MIDAS-M（半導体工場など向け）

1 台で 4 種類のガスを同時に計測できる 4-in-1の電気化学式マルチガス検知器。30 種類以上 *のセンサーから計測したいガスを組み合わせてカートリッジに組み込みます（* ガス種は別途資料確認）。シングルポイントで 4 種類のガスを検知し、4-in-1 構造によりスペースの確保、コストの削減に貢献します。個別のバックライトと視認性に優れた大型 LCD ディスプレイが、測定値や警報を即座に伝えます。工場で校正されたセンサーカートリッジは現場調整が不要。使いやすく保守しやすいモジュール設計で設置とメンテナンスが簡単です。Power over Ethernet(PoE)
通信により専用 WEB サイト経由で検知器の状況を確認できます。最大 30 ｍまで吸引可能。

MIDAS-M ® スマートセンサーカートリッジ & スマートセンサー
検知ガス

Midas-M カートリッジ

Midas-M ダミーセンサー

測定レンジ
-

-

型番

MM-CAT

Midas-M シラン（SiH4）

Midas-M ジシラン（Si2H6）
Midas-M 水素（H2）

0 - 20 ppm
0 - 20 ppm-

Midas-M 二酸化炭素（CO2）※--

Midas-M ジボラン（B2H6）※-

Midas-M 二酸化塩素（ClO2）※

MMS-X2

Midas-M エチレンオキシド（ETO）

MMS-E20 - 8 ppm-

MMS-E20 - 8 ppm

Midas-M 臭化水素（HBr）

Midas-M 三フッ化ホウ素（BF3）低濃度 ※Midas-M 臭素（Br2）※

Midas-M ジクロロシラン（SiH2Cl2）

0 - 8 ppm

MMS-Z2

MMS-E2

MMS-E2

MMS-X20 - 1000 ppm

MMS-G2

Midas-M アンモニア（NH3）

0 - 100 ppm

MMS-A2

Midas-M シアン化水素（HCN）※

Midas-M ホスフィン（PH3）

0 - 1200 ppb

MMS-R2

Midas-M セレン化水素（H2Se）※

MMS-D2

Midas-M 一酸化窒素（NO）※

MMS-Z2

Midas-M 六フッ化タングステン（WF6）低濃度 ※Midas-M 塩素（CI2）

Midas-M 一酸化炭素（CO）
Midas-M オゾン（O3）Midas-M 酸素（O2）Midas-M 二酸化硫黄（SO2）Midas-M フッ化水素（HF）

Midas-M 三フッ化ホウ素（BF3）

0 - 2 ppm

0 - 100 ppm

MMS-C20 - 0.4 ppm

MMS-U20 - 8 ppm

MMS-S20 - 25 % v/v

0 - 12 ppm

0 - 8 ppm

Midas-M オルトケイ酸テトラエチル（TEOS）

MMS-L2

Midas-M ゲルマン（GeH4）※

Midas-M フッ化水素（HF）低濃度 ※

38

-

-

-

-

-

0 - 40 ppm

MMS-ET--

0 - 40 ppm

MMS-ET

-

-

-

-

-

-

Midas-M 硫化水素（H2S）

0 - 40 ppm

MMS-H4

Midas-M 二酸化窒素（NO2）

0 - 12 ppm

MMS-VN※ 順次発売予定。詳しくはお問い合わせください。

MMS-Z2

型番

0 - 12 ppm

Midas-M アルシン（AsH3）※

0 - 8 ppm

測定レンジ

Midas-M 六フッ化タングステン（WF6）

MMS-00Midas-M 塩化水素（HCI）

Midas-M 三塩化ホウ素（BCl3）

検知ガス

-

-

-

-

MIDAS-M ® 本体（トランスミッター）
本体（トランスミッター）

Midas-M Extractive Transmitter
4-20mA

Midas-M Extractive Transmitter
TCP/IP Modbus

Midas-M Extractive Transmitter
4-20mA with Tube

Midas-M Extractive Transmitter
TCP/IP Modbus with Tube

型番

寸法／質量

リレーオプション
寸法／質量
電源

消費電力

MM-REL

MMT-02

Midas-M ポンプモジュール

MM-PM

MMT-T01

Midas-M フィルターモジュール

MM-FIL

MMT-T02

Midas-M フロントモジュール

MM-FRT

寸法（カートリッジ含む）

136 mm (H) X 83 mm (W) X 152 mm (D)質量（カートリッジ）

0.17 ~ 0.22 kg （センサー種による）質量（トランスミッター）
寸法

質量

動作電圧

動作電圧

パワーオーバーイーサネット(PoE)

使用温度
配線

リレー（トランスミッター）
リレー（オプション）

欧州規格

環境規格
電気規格

センサー性能
流量

輸送時間
吸気
排気

ポート
温度

4-20mA

デジタル
計器

インターフェース

リモート

保証

TCP/IP

Midas-M メインモジュール
4-20mA

Midas-M メインモジュール
TCP/IP

MM-B02
MM-M01
MM-M02

1.3 kg

137 mm (H) X 84 mm (W) X 41 mm (D)0.31 kg

定格24VDC -15% to +10% (20.4 to 26.4 VDC)
定格48VDC via PoE(IEEE 802.3af準拠)

素材
トランスミッター

センサーカートリッジ

12.9 W以下

アラーム、パワー、フォルトLED、ガスの読み値とイベントのLCD表示
LED：パワー（緑）、アラーム1（赤）、アラーム2（赤）故障（黄）アラーム１、アラーム2、故障、1.0 A @ 30VDC または 0.5A @ 125VAC

Max 10uA @ 10mV minimum、NO／NC／ラッチ／ノンラッチ設定可能

各チャネル アラーム1とアラーム2用リレー (8)、故障、1.0 A @ 30Vdc or 0.5 A @ 125 Vac
Max 10uA @ 10mV minimum、NO／NC／ラッチ／ノンラッチ設定可能
各チャネル 0 - 21mA 3線式シンク、3線式ソース、4線式絶縁
Modbus®, TCP Ethernet, Power over Ethernet (PoE)

CEマーク、EN 50270:2015+AC:2016 EN61000-6-4:2007+A1
ETL 承認 UL 61010-1:2012 Ed.3
IEEE 802.3af-2003

センサーごとのデータシート参照
0.6L/分

2～25秒以内（実際の輸送時間はチューブ要件による）外径6.35mm×内径3.18mm （0.125 x 0.25 インチ） 最大30 m FEPチューブ
外径6.35mm×内径4.76mm （0.188 x 0.25 インチ） 最大30 m
要インラインエアフィルター
0～40℃

2線式 最大14AWG

カテゴリー5ケーブル又は同等品、RJ45コネクタ

個別の単位の4桁英数字ディスプレイ、4つのボタン

各チャネルのバーグラフ濃度計とアイコンインジケーター
インターネットブラウザによる操作

壁面取付用ネジ穴またはDINレールオプション

DINレールオプションカバー：プラスチック（ポリカーボネート）
シャーシ/取り付けブラケット：亜鉛メッキ鋼
赤枠：アルミニウム（液体コーティング）
1年
2年

39

ハイテク

取付詳細
取付

Midas-M ベースモジュール

MM-B0111.45W以下 ※2 全負荷状態 (1) 4チャネルすべてのガス警報発報、(2) チューブ最大長および吸気/排気ラインへの圧力/真空

ガス濃度表示および

4-20mA

トランスミッター（全負荷状態） 2

デジタル

輸送システムMidas-M ベースモジュール

型番

Typ. 5W ※1 通常状態 (1) ガス警報なし (2) チューブおよび圧力/真空なし

アナログ

性能

オプション＆スペア

トランスミッター（通常状態） 1

表示

認証／仕様

型番

Midas-M リレーモジュール

トランスミッター（リレー付）

外部出力

オプション＆スペア

MMT-01［MIDAS-M ® 仕様]
トランスミッター

オプション&スペア

ハイテク産業向けガス検知器

吸引型固定式ガス検知器
吸引型固定式ガス検知器

マイダス

MIDAS

（半導体工場など向け）

35 種類以上のセンサーカートリッジから計測したいガスのカートリッジを選んで本体に取り付けるタイプの電気化学式ガス検知器。調整済みセン
サーカートリッジは現場調整が不要。Power over

Ethernet(PoE) 通信により専用 WEB サイト経由で検知器の状況を確認できます。最大 30 ｍまで吸引可能で、離れた場所のガスをセンサーカートリッジまで確実に届けます。

［MIDAS 本体（トランスミッター）仕様]
型番

寸法/質量

（H x W x D）

電源

マイダス トランスミッター（ブラック）

MIDAS-T-004

マイダス

150 x 65 x 153mm/ 0.8kg

マイダス トランスミッター（グレー）MIDAS-T-004G

NF3用パイロライザー

70 x 63 x 85mm/ 0.4kg

フロン類用パイロライザー

100 x 101 x 140mm/ 1.4kg

NF3&フロン類用パイロライザー

132 x 60 x 98mm/ 1.2kg

動作電圧

定格24VDC -15%~+10%

パワーオーバーイーサネット（PoE）動作電圧

定格48VDC via PoE（IEEE 802.3af準拠）

マイダス

消費電力

5W以下

マイダス + パイロライザー

12.95W以下

マイダス + LonWorks

8W以下

マイダス + パイロライザー + LonWorks

15.95W以下

アラーム１/アラーム２/故障時

警報出力（３種リレー）

外部出力（NO、NC、ラッチ任意変更可能）1.0A@30VDCまたは0.5A@125VAC

アナログ出力4-20mA ３線式シンク、３線式ソース、４線式絶縁

Modbus®、TCP Ethernet、Power over Ethernet（PoE）

デジタル出力

LonWorks®（オプション型式: MIDAS-T-LON）

データ通信
認証

RS232C、PPPプロトコル

欧州規格

CEマーク: EN 50270:2006（Type2） EN 61000-6-4:2007

環境規格

ETL承認 UL61010-1 Ed:3

電気規格

IEEE 802.3af-200340

［MIDAS 本体（トランスミッター）仕様]
ポンプ

流量/輸送時間

0.5L/分 2~30秒以内（実際の輸送時間はチューブ要件による）

排気

最大30m

吸気

サンプリング距離

最大30m （FEPチューブ使用時）エアーフィルターの併用を推奨

吸気

チューブ要件外径6.35mm×内径3.18mm （1/4×1/8インチ）、FEPチューブ推奨

排気外径6.35mm×内径4.76mm （1/4×3/16インチ）、FEPまたはPPチューブ推奨

マイダス

使用温度

0~40℃

マイダス + パイロライザー

0~30℃

4-20mA/DC電源 リレー

線材要件

２線式 最大14AWG

デジタル出力遠隔操作

カテゴリー5ケーブルまたは同等品、RJ45コネクタ

インターネット

インターネットブラウザによる操作

制御器本体

1年

センサカートリッジ

保証

1年/2年

パイロライザー

1年/期待寿命1年

吸引ポンプ

1年/期待寿命2年取り付け方法構造

壁面取付用ネジ穴２箇所またはDINレール（オプション型式MIDAS-A-036）

保護カバー/シャーシ材質

付属品

塗装鋼板/亜鉛メッキ鋼

取扱説明書（和文・英文）、チューブ、ダクトアダプター［検知部 仕様] ※マイダスをご利用の際は、下記検知器をご選定ください。
測定レンジ
（ppm）

検知ガス

型番

測定レンジ
（ppm）

検知ガス

型番

NH3

0~100

MIDAS-E-NH3

シアン化水素HCN

0~20

MIDAS-E-HCN

アルシン

ASH3

0~200ppb

MIDAS-E-ASH

フッ化水素

HF

0~12

MIDAS-E-HFX

三塩化ホウ素BCL 3

0~8

MIDAS-E-HCL

フッ化水素（低域）

HF

0~2

MIDAS-E-HFL

ジクロロシラン

SiH2CL 2

0~8

MIDAS-E-HCL

硫化水素

H2 S

0~40

MIDAS-E-H2S

三フッ化ホウ素BF 3

0~8

MIDAS-E-HFX

メタン（接触燃焼式）

CH40~100%LEL

MIDAS-E-LEL

六フッ化タングステン

WF6

0~12

MIDAS-E-HFX

フッ化メチル

CH3F

0~120

MIDAS-E-XHF

臭素

Br2

0~0.4

MIDAS-E-BR2

二酸化窒素

NO2

0~12

MIDAS-E-NO2

二酸化塩素

CLO2

0~0.4

MIDAS-E-BR2

一酸化窒素

NO

0~100

MIDAS-E-NOX

二酸化炭素

CO2

0~2.0%

MIDAS-E-CO2

三フッ化窒素NF 3

0~40

MIDAS-E-XHF

一酸化炭素

CO

0~100

MIDAS-E-COX

亜酸化窒素（笑気ガス）

N 2O

0~1,000

MIDAS-I-N2O

塩素

CL 2

0~2.0

MIDAS-E-HAL

酸素

O2

0~25.0% Vol

MIDAS-L-O2S

フッ素

F2

0~4.0

MIDAS-E-HAL

オゾン

O3

0~0.4

MIDAS-E-O3X

ゲルマン

GEH4

0~800ppb

MIDAS-E-ASH

ホスフィン

PH3

0~1,200ppb

MIDAS-E-PHX

ジボラン

B 2H 60~400ppb

MIDAS-E-B2H

シラン（低濃度）

SiH4

0~2

MIDAS-E-SHL

ヘキサフルオロ1.3ブタジエン

C4F 6

0~40

MIDAS-E-XCF

シラン

SiH4

0~20

MIDAS-E-SHX

水素（接触燃焼式）

H2

0~100%LEL

MIDAS-E-LEL

ジシラン

Si2H6

0~20

MIDAS-E-SHX

水素（電気化学式）

H20~1,000

MIDAS-E-H2X

二酸化硫黄

SO2

0~8.0

MIDAS-E-SO2

臭化水素

HBr

0~8

MIDAS-E-HCL

テトラエトキシシラン

TEOS

0~40

MIDAS-E-TEO

塩化水素

HCL

0~8

MIDAS-E-HCL

ジフルオロメタン

CH2F 20~120

MIDAS-E-XCF

塩化水素（高濃度）

HCL

0~15

MIDAS-E-HCH

オクタフルオロシクロペンテン

C 5F 80~40

MIDAS-E-XCF

41

ハイテク

アンモニア

ハイテク産業向けガス検知器

固定／可搬式ガス検知器
固定／可搬式ガス検知器

エスピーエムフレックス

SPM Flex

Chemcassette テープの技術を利用した固定式／可搬式両方に対応する化学テープ式ガス検知器です。
低レベルの有毒ガスの計測に対応でき、フッ化水
素、水素化合物、鉱酸、アミンなどの超高感度ガスを検知します。持ち運び可能なバッテリー駆動
式ですが、用途に合わせて電源を繋いでの継続的な計測にも対応できます。
［SPM Flex 本体仕様]
型番
検出原理
寸法

質量

使用環境温度
使用環境湿度
電源（充電器または直接配線）
消費電力

出力

SPMF-F1JP

SPMF-P1JPSPM Flex Fixed Unit for Japan

SPM Flex Portable Unit for Japan

ケムカセットカートリッジ

336 mm x 183 mm x 241 mm （ハンドル含む）
4.1 kg0℃ ~ +40℃

0 ~ 100%RH（結露なきこと）※乾燥環境の場合、加湿が必要な場合があります。

※高湿度環境でサンプリングラインを使用する場合、水分を除去する追加のハードウェアが必要です。
24 VDC ±10%、3.75A~1.9A at 24 VDC ±10%（バッテリー充電電流を含む）

リレー：アラーム1、アラーム2、故障（NO、ＮＣ、任意変更可能）
4-20mAイーサネット（Modbus TCP/IP & ウェブサーバー）

USBポート（フラッシュドライブ構成/データ転送）

流量
アラーム
インターフェイス
データログ
電池

屋内使用/屋外使用
保護等級

認証

自動流量コントロール（バイパス付）、250 or 500 cc/min at tape、高流量

サンプル時間を短縮する流入口（内部バイパスシステム）、サンプルは30mまで
LEDアラーム 正常時/警報時

音響アラーム オフ/ロー/ミディアム/ハイ

４つの大きなボタン、3.5インチカラーLCD TFT ディスプレイ、ウェブサーバー

ローリング3カ月（ガス読み取りなし：15秒、ガス読み取り中：1秒）イベント履歴（1500イベント）
リチウムイオン

両方可（電源アダプター/充電器の使用は屋内のみ）
IP65

UL 61010-1、3rd Edition、2012-05（測定、制御および実験室での使用のための電気機器-パート1：一般要件）
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, 3rd Edition, 2012-05（測定、制御および実験室での使用のための電気機器-パート1：一般要件）
IEC 61010-1:2010, 3rd Edition

42

［SPM Flex ケムカセット カートリッジ]
SPM Flex CC-S XP Hydrides

1265-4000

SPM Flex CC-S XP Chlorine

1265-4002

SPM Flex CC-S XP Mineral Acids
SPM Flex CC-S XP Ammonia

SPM Flex CC-S Fluorine Oxidizers
SPM Flex CC-S Sulfur Dioxide

SPM Flex CC-S XP Diisocyanates
SPM Flex CC-S XP Phosgene
SPM Flex CC-S Hydrazine

SPM Flex CC-S Hydrogen Cyanide

SPM Flex CC-S Hydrogen Peroxide
SPM Flex CC-S Ozone

SPM Flex CC-S-U XP Mineral Acids
SPM Flex CC XP Hydrides (90)

SPM Flex CC XP Mineral Acids (90)
SPM Flex CC XP Chlorine (90)

SPM Flex CC XP Ammonia (90)

SPM Flex CC XP Phosgene (90)

SPM Flex CC-U XP Mineral Acids (90)
SPM Flex CC Fluorine Oxidizers (30)
SPM Flex CC Sulfur Dioxide (30)

SPM Flex CC Diisocyanates (30)
SPM Flex CC Hydrazine (30)

SPM Flex CC Hydrogen Peroxide (30)
SPM Flex CC Ozone(30)コントローラー
コントローラー

タッチポイントプラス

1265-4001

1265-4003

1265-4004
1265-4005

1265-4006
1265-4007

1265-4008

1265-4009
1265-4010

1265-4011

1265-4012

1265-3000
1265-3001

1265-3002

1265-3003
1265-3007
1265-3012

1265-3004
1265-3005

1265-3006
1265-3008
1265-3010

1265-3011

Touchipoint Plus

タッチポイントプラスは、簡単に構成が出来る壁
掛け式のコントローラーです。最大 16 個のガス検知器チャンネルに対応できます。

ハイテク

43

販売元
日本ハネウェル株式会社
東京都港区海岸 1-16-1
ニューピア竹芝サウスタワー 20F
電話 : 03-6730-7320
電子メール :SPSJapanMarketing@Honeywell.com
本カタログの内容は 2020 年 10 月現在のものです
記載の製品仕様等は、予告なく変更される場合があります[DS-GHGAS20208-00]

販売代理店