IM8000 & LS8000
True HD 3MOS Camera System (IM8000)
and Direct LED Light Source (LS8000)

次世代3MOSテクノロジー搭載カメラとLED光源装置により高精細な鏡視下映像を実現

現 HD 内視鏡カメラの映像

IM8000 カメラの映像

Help Improve Patient Out Comes
ADVANCED
VISUALIZATIONSYSTEM

鮮明かつ高解像度の映像により高画質化を実現
1. 改良された高解像度（HD）画質がもたらす視認性の向上
高解像度、高感度の CMOS カメラチップ技術（3MOS technology）により強化された画像処理能力で高精細な鏡視下映像を実現しました。

2. LED 光源による視野の向上
LS8000 の LED 電球は、均一な光を出力し、自然な白色光により手術部位の明瞭な視野を作り出します。
HD 対応スコープ

3. 安全性の向上
カメラヘッドと光源とを通信ケーブルで接続し、ズームやスタンバイモードの光量調整をすることができます。スタンバイモードを使用することにより、患者さんに対して安全上の問題を引き起こす可能性のある熱の発生リスクを軽減させることができます。

Simplicity and Durability
ストレスのない手術室環境を目指して

ADVANCED
VISUALIZATIONSYSTEM

1. 耐久性と安定した性能
カメラヘッドは耐衝撃設計のショックフレックス機能を搭載しています。
LED 光源は、キセノン電球と比較して最長 40 倍の寿命です。
耐久性と信頼性を重視した設計が施されています。

2. 操作性の向上
症例別、ユーザー別の画質調整をそれぞれ設定保存することが可能です。
3MOS カメラシステム

カートリッジタイプ

3. 高い耐久性とランニングコストの削減
オートクレーブ滅菌対応のカメラヘッドは蒸気浸入や摩損に耐える完全密閉設計になっており、スコープおよびその他のアクセサリーと同時に滅菌することが可能です。また、長寿命のLED 電球は、電球交換のコストを低減します。

Video System推奨モニター

QuickLatchTM Scope System
4.0mm
2.9mm
2.5mm
1.9mm
●

ワンタッチ着脱式関節鏡スコープ
材質にコバルト合金を配合して強度を向上し、常に良好な視野が提供できる工夫

25型有機ELモニター

31型4Kモニター● 1,920×1,080ピクセル（Full HD）● 4,096×2,160ピクセル● DVI-D コンポジット・Y/C・RGB入力● A.I.M.E™搭載がされています。

（Advanced Image Multiple Enhancer）● 4Kアップコンバート機能搭載● 独自の 2.9mm シリーズは、4.0mm ス

IM8000コープと同等の 105 度の視野角を確保できた事で、さらに低侵襲手術の可能性を広げます。
● 脊椎内視鏡手術（MED）
用

スコープアダプター
ダブルアーム推奨カート
光源装置
LS8000光源
全内視鏡手術対応型
LED

フレックスアームメディオンⅡ

シングルアーム

シングルアーム

ダブルアームフレックスアーム

本体寸法

W560×Ｄ670×Ｈ1,491

W640×Ｄ700×Ｈ1,491

W640×Ｄ700×Ｈ1,263

棚板寸法

Ｗ440×Ｄ470

Ｗ520×Ｄ500

Ｗ515×Ｄ500

合計最大許容荷重150kg

150kg

150kg

アーム許容荷重15kg

15kg

15kg

品

名IM8000カメラシステムモニター（推奨）カタログ番号

品名・規格

カタログ番号

品名・規格

IM-8000-000-00

IM8000カメラコンソール

AS-PVM0-250-00

25型有機ELモニター ＊IM-8120-000-00

IM8000カメラヘッド（アイカップ）※

IM-8121-000-00

IM8000カメラヘッド（カートリッジ）※

LS8000LED光源装置システム
光源装置
LS-8000-000-00

LS8000 LEDライトソース※※

光源ケーブル

AS-LMDX-310-MD 31型4Kモニター ＊モニターカート（推奨）カタログ番号

品名・規格

ME-T302-100-00

メディオンⅡアームカート ＊ME-T400-1N0-00

メディオンⅡ ダブルアームカート ＊ME-T416-200-00

フレックスジョイントカート ＊（31型モニター用）
タッチパネルモニターブラケット（小型モニター用追加アーム、オプション）＊

LC-3278-000-00

ライトケーブル5m×3m ※※※FF-LX03-000-00

00-7453-000-00

Linvatec ストルツ、オリンパススコープ用 ※※※00-7451-000-00

ウルフ ダイオニクス スコープ用 ※※※00-7452-000-00

ACMIスコープ用（オートクレーブ、低温プラズマ、薬液可）※※※LG-1050-000-00

5mmライトガイドケーブル（スケルトンタイプ）※※※
LS8000、LS7700、LS7500、LO8430W光源に対応しています。
（スコープアダプターのみ必要です。）

AS-CAC0-HTD-30

HDMI-DVI変更ケーブル（3m）オプション

販売名：IM8000カメラコンソール
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228CD0005※販売名：IM8000カメラヘッド
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228CD0014※※販売名：LS8000 LEDライトソース
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228CD0009※※※販売名：光源装置
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228CD0008※※※※販売名：MED スコープアダプター
医療機器製造販売届出番号：27B3X00230ZM4647

アクセサリー
AM-4647-4＊薬事法規対象外

MEDスコープアダプター4mm用 ※※※※

IM8000 仕様一覧
電源：100～240 VAC、50～60 Hz、0.8 Amp

カメラヘッドの技術仕様イメージセンサー： CMOSセンサー、1/3インチ

ケーブル長：3m

解像度：

1920 × 1080ピクセル

重量：205g（ケーブルを含まず）

ビデオ出力：

DVI-D（×2）1080p
HD-SDI（×2）1080p

LS8000 仕様一覧

Sビデオ（×1）

LED

白色LED

コンポジットビデオ（×1）

入力電圧：100～240 VAC

リモート出力（× 2）：3.5 mmフォンジャック－メス

入力回線周波数：50/60 Hz感度：

15 lX（ルクス）×@F2.8、3200 K

電力消費量：

129 VA（最大）

消費電力：

最大73 VA

重量：

6.7 kgヒューズ：

T 1.0A、250V

寸法：37.1cm（幅）×14.2cm（高さ）´38.1cm（奥行）

寸法（コンソール）： 35.5 cm（幅）× 9.2 cm（高さ）× 35.8 cm（奥行き）

電源ケーブルの長さ： 2m

重量（コンソール）： 3.9 kg

動作環境

動作環境

0～40°C

0-40℃● カスタマーサービス（商品のご注文）

Tel. 0463-30-4801
Fax. 0463-30-4821

ジンマー バイオメット● 製品のお問合せ

Tel. 03-6402-6619

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階（代表）Fax. 03-6402-6620
Tel. 03-6402-6600
http://www.zimmerbiomet.com/ja

営業拠点：札幌、仙台、北関東、東京、吉祥寺、横浜、名古屋、大阪、岡山、福岡© 2016 Zimmer Biomet G.K.
ZJ-550-3（E）4/2017 IM8000 & LS8000カタログ