低濃度酸素濃度計 Oxygen Monitor

JKO-O2LJD3 / JKO-O2ＬD3

O2

取扱説明書

目次
このたびは、低濃度酸素モニタをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
●この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書と一緒に大切に保管してください。

1.お使いになる前に安全上のご注意
製品の特徴
各部の名前と機能

1〜3
4
5〜6

2.酸素濃度を測定する
起動の準備をする
測定前にスパン校正を行う
酸素濃度を測定する

7893.酸素濃度計を使いこなす

CAL

メニューモード操作フロー図
メニューモードへ入る
・警報設定値を変更する
・スパン校正値を変更する
・警報を保持する・アナログ出力を使う
・濃度の最大/最小値を見る
リレー無電圧接点を使う
任意標準ガスで校正を行う
本体を取り付ける
エコアラーム機能について
センサー寿命について
電池寿命について
断線表示について

10
11
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20

4.長くご使用するために故障かな？
定期点検と修理をする
仕様を見る

21〜22
23〜25
26〜28

JVT-Q020 Rev.C１． お使いになる前に梱包品の確認●本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台●壁掛けブラケット・・・・・・・・・・・・ １個●センサー部・・・・・・・・・・・・・・・・・１式
LJD3・・・・センサー部、カールコードLD3・・・・・センサー部（ケーブル含む）●ブラケット用ネジ・・・・・・・・・・・・ ２ケ●単３アルカリ乾電池・・・・・・・・・・ ４本●取扱説明書（本書）・・・・・・・・・・・１冊●ＡＣアダプター・・・・・・・・・・・・・・１台●製品保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・１枚●アナログ出力専用ハーネス・・・・１個●ユーザーカード・・・・・・・・・・・・・・１枚●外部警報出力用コネクタ・・・・・・１個

安全上のご注意
本製品をお使いになる人や他の人への危険や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただきたいことを次の絵記号で説明しています。

「死亡または重傷などを負う
危
険可能性が想定される」内容を示しています。
！

！ 警告
注意

「障害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。
してはいけない「禁止行為」を示しています。
記号の中やわきには、具体的な禁止内容が記載されています。

1

！ 危険
異常が発生した時は使用しないでください。
●故障（画面が映らない、音が鳴らない）や変な音や臭いがする、煙が出ているなどしたら、すぐに電源プラグと電池を抜いてください。
●製品内部に水や異物が入ったり、落下によって製品が破損した
らすぐに電源プラグと電池を抜いてください。
防爆エリアでは使用しないでください。
本製品は、防爆構造製品ではありません。
防爆エリアで使用しないでください。
腐食性ガスや有毒ガスが存在しているところでは使用しないでください。
故障や破損の原因となります。

CAL

電池の極性
（プラスとマイナス）を間違わないでください。
発火や故障の原因となります。

強力な電磁波・磁場・静電気などが発生する場所では使用しないでください。
故障や誤動作の原因になります。
酸素欠乏防止対策を行わないまま、低濃度酸素を測定しないでください。
酸欠（酸素濃度18％未満）の恐れのある場所では有識者（酸素欠乏危険作業主任者資格取得者など）の指示に従い、細心の注意をはらって濃度測定をしてください。
コンセントや配線器具の定格を超えたり、交流１００〜２４０Ｖ以外で使用
しないでください。

ぬれた手で電源プラグや電池、製品を操作しないでください。
感電の原因となります。

感電や火災の原因となります。

電池は必ず単3アルカリ乾電池をお使いください。異なるメーカーの電池や古い電池を混ぜて使用しないでください。
故障や発火、液漏れの原因となります。

子供や乳幼児に使わせないでください。
誤飲や事故の原因になります。

製品の分解や改造、修理を行わないでください。
付属のACアダプター、
センサーケーブル以外は使用しないでください。
●無理な分解や改造、修理は動作異常や発火の原因となります。
製品の改造は行わないでください。
●改造された製品の保証や責任は負いかねますことをご了承ください。

●電源プラグは根本までしっかり差し込み、ほこりなどを定期的に取ってください。
2

！ 警告
日常点検を行わずに酸素濃度の測定を行わないでください。
連続使用の場合は必ず１ヶ月に１回の頻度で校正を行ってください。
センサー／電池は絶対に分解しないでください。

●電解液が漏れだし、やけどやケガの原因となります。
●もし、電解液が体、目などに付着したときは、清浄な水で15分以上洗い流した後に汚れた衣服の処置を行ってください。その後、医療機関に受診してください。
●電解液を誤飲した場合は多量の水を飲ませてすぐに医療機関に受診してください。

リレー無電圧接点に高い電流/電圧をかけないでください。
発火や故障の原因となります。
最大許容範囲は300mA 30VDCです。

仕様範囲外の温湿度環境では使用しないでください。

仕様範囲外の温度や湿度によって測定誤差や部品の腐食等が生じることが
あります。

！ 注意
センサー部をふさがないでください。
センサー部に大気圧以上の圧力をかけないでください。

故障や測定誤差の原因となります。
（使用気圧範囲:1013hPa±10％）
チューブを用いて測定するときは流量を0.5ℓ/minにしてください。

センサーを揺らしたり、衝撃を与えな
いでください。

液晶画面にセンサー寿命
アイコンが出たら速やかにセンサー交換をしてください。

故障や測定誤差の原因となります。

そのまま使用すると酸素濃度を測定できなくなります。

液晶画面の電池アイコンが残量一つになった時は速やかに電池交換をしてください。

電源を入れて濃度計測が始まるまでむやみにボタン操作をしないでください。

そのまま使用すると液漏れの原因となります。

故障の原因となります。

3

製品の特徴●分解能０．０１％の高性能酸素濃度計！

低濃度酸素濃度に対応したセンサーを搭載。
高分解能な測定を可能としました。

●ノイズに強い４〜２０mAアナログ出力を採用！

CAL

測定値を、外部機器に出力できます。

●外部電源/電池の併用可能！

電池駆動が可能なので、コン
セントがない場所や屋外でも使用することができます。

●警報機能の搭載！

警報設定値は2段階設定可能。
ブザーとLEDで警報状態を伝えます。

●リレー無電圧接点を搭載！

回転灯や換気扇、電磁弁などと接続し、製造ラインや研究・実験などで高度な制御システムを構築できます。

●主な使用例

チャンバー内などの濃度監視

配管・チューブ内の濃度確認

4

各部の名前と機能①
赤色ＬＥＤ

JKO-25 Ver. Ⅲ

電源ボタン/
キャンセルボタン

警報ブザー
Oxygen Monitor

アナログ出力端子

上ボタン /下ボタン
CAL

ＡＣアダプター端子

CALボタン /
決定ボタン

電池カバー

壁掛け
ブラケット
取り付け穴

ＬＪＤ３型センサー部

リレー無電圧接点端子センサねじ切りM16ピッチ 1mm

銘板
センサー部
接続ジャック

壁掛けブラケット

ＬＤ３型センサー部

インラインバッフル（オプション）
センサー部

本体側

継ぎ手接続部
1/4Rcまたは1/8Rc（型式による）

壁面側

5

治具部

各部の名前と機能②

液晶画面

校正ガスを流すことを指示するアイコン

センサー寿命アイコン
最大値 /最小値表示

７セグメント（４ケタ）

電池残量アイコン

スパン校正設定値を示すアイコン

ゼロ点校正設定値を表すアイコン

単位表示

アナログ出力ＯＮアイコン
ラッチ機能ＯＮアイコン

キーロックアイコン

データ記録中アイコン
メニューモード
アイコン

6

警報設定表示上段：アラーム１の警報設定値
下段：アラーム２の警報設定値「▲▼」は警報の上限、下限を表す。

2． 酸素濃度を測定する
起動の準備をする
電池は必ず単3アルカリ乾電池をお使いください。異なるメーカーの電池や古い電池を混ぜて使用しないでください。
故障や発火、液漏れの原因となります。

ぬれた手で電源プラグや電池、製品を操作しないでください。
感電の原因となります。

交流１００〜２４０Ｖ以外で使用しないでください。

電池の極性（プラスとマイナス）を間違わないでください。

感電や火災の原因となります。

１

発火や故障の原因となります。

単３アルカリ乾電池またはACアダプターを入れる。

ＡＣアダプター端子

付属のACアダプターを本体側面の端子に入れてください。

本体背面の電池カバーを開け、単３アルカリ乾電池４本を入れてください。

2

電源を入れる。

CAL

３

液晶表示にプログラムのバージョン番号が表示され、10秒間のカウントダウンが行われます。

「 」ボタンを
長押しして
ください。

画面表示を確認する。
液晶画面に酸素濃度が表示されます。
（表示されている数値は、正確な酸素濃度ではありません。次ページのスパン校正を必ず行ってください。）

7

測定前にスパン校正を行う
正常空気によるスパン校正を行うことで、正しい濃度測定が可能となります。

１

電源を入れる。

CAL

液晶表示にプログラムのバージョン番号が表示され、10秒間のカウントダウンが行われます。

「 」ボタンを
長押しして
ください。

２ スパン校正をする。

CAL

３

大気中で20分以上センサーを静止させて濃度表示が安定しているのを確認してから「 」ボタンを押します。
※この時、呼気がセンサー部にかからないようにしてください。
※表示値が20.7±0.1%であることを確認してください。
※不安定な場合は、改めて上記の手順を行ってください。

測定の準備が整いました。
現在の酸素濃度が表示されます。
（⇒任意標準ガスでの校正は16ページへ）※ 気圧変動が大きい場合（1,013hPa±10%以上）は、
スパン校正を行わないでください。
※ 大きく気圧が変動すると一時的に表示濃度が上下することがあります。
その場合は通常大気圧に戻ると表示濃度も戻ります。

酸素濃度の測定前に必ず大気校正を行ってください。
連続使用の場合は少なくとも１ヶ月に１回の頻度で校正を行ってください。

8

酸素濃度を測定する
本製品は電源を入れた後に自動的に測定モードに入ります。

１ センサー部を測定場所に入れる。
なるべくセンサ部は固定してセンサ部に振動や衝撃などを与えないで測定してください。

２

測定値を読み取る。
現在の酸素濃度が表示されます。

３

電源をきる。

CAL「 」ボタンと「 」ボタンを同時に長押ししてください。

CAL

濃度表示が消えたら「 」ボタンを長押ししてください。電源がきれます。

酸素欠乏防止対策を行わないまま、低濃度酸素を測定しないでください。

酸欠（酸素濃度１８％未満）の恐れのある場所では有識者（酸素欠乏危険作業主任者資格取得者など）の指示に従い、細心の注意をはらって濃度測定をしてください。
防爆エリアでは使用しないでください。

仕様範囲外の温湿度環境では使用しないでください。

腐食性ガスや有毒ガスが存在しているところでは使用しないでください。

仕様範囲外の温度や湿度によって測定誤差や部品の腐食等が生じることがあります。

可燃性ガスや支燃性ガスが充満している
ところでは爆発や引火の原因となります。

故障や破損の原因となります。

9

3． 酸素濃度計を使いこなす
メニューモード操作フロー図【PWR】長押し

ウォームアップ【▲】+【▼】長押し
計測モード【PWR】長押し

スリープ(電源OFF)

切り替え画面【▲】 or 【▼】 押or
タイムアウト下【CAL】長押し

タイムアウトor【▲】+【▼】長押し

メニューモード
【▼】
【▲】
【▲】

【▲】

アラーム１

スパン設定値
【▼】

【CAL】
【PWR】

【CAL】
【PWR】

スパン値設定ON/OFF

ONで【CAL】

センサー初期
電圧登録

【CAL】
【PWR】

ON/OFF

ONで
【CAL】

現在の
センサー出力【CAL 】

【CAL】

【PWR】
UP/DOWN

UP/DOWN

【CAL】
【PWR】

【CAL】

YESで【CAL】【CAL】

センサー出力
登録

閾値設定

【CAL】
リレー
ON/OFF

YES/NONOで【CAL】

【PWR】
閾値設定

【PWR】

【▼】

【CAL】
【PWR】

【PWR】

【▲】

アラーム２
【▼】

【CAL】
【PWR】

リレー
ON/OFF

【CAL】

【▲】

【▲】

【▲】

ゼロ校正
【▼】

【▼】

【CAL】
【PWR】

【▼】

【CAL】
【PWR】

登録画面

アナログ
出力選択

ラッチ設定
【▼】

【▲】
ピーク値表示
【▼】

【CAL】

【CAL】

【PWR】
ON/OFF【CAL】

ON/OFF

MAX値表示

【CAL】

【▼】

【▲】

MIN値表示
【▼】
【CAL】

【▲】

リセット画面
【▼】

【▲】

エスケープ
【CAL】

10

メニューモードへ入る

本製品の設定値を変更することで、いろいろな測定系に用いることができます。

１ メニューモードに入る。

CAL「 」ボタンと「 」ボタンを同時に長押ししてください。

濃度表示が消えたら「 」ボタンを長押しします。

２ メニューを選択する。

メニューの選択は「 」「 」のボタンで行います。
また「 」ボタンと「 」ボタンの長押しでメニューモードを解除できます。

※メニューモードは３０秒間、操作を行わないと測定モードに戻ります。
※メニューモード内のキャンセルは「 」ボタンで行います。

警報設定値を変更する

１

警報のオン・オフを決める。

「 」「 」のボタンで警報のon・oFFを決めて「 」ボタンを押します。

「AL1」の画面で「 」ボタンを押します。

２

警報設定値を決める。
「 」「 」のボタンで警報の上限・下限を決めて「 」ボタンを押します。

「 」「 」のボタンで警報
設定値を変更して、「 」ボタンを押します。

３ リレー無電圧接点をオン・オフを決める。
「 」「 」のボタンでリレー無電圧接点のon・oFFを決めて「 」ボタンを押します。
リレー無電圧接点の使用方法は15ページヘ● AL2も同様の方法で変更できます。
11

スパン校正値を変更する
スパン校正値を変更すると、任意酸素濃度ガスを用いて、スパン校正を行うことができます。

１

校正設定値を変える。
「 」「 」のボタンで校正値を決めて「 」
ボタンを押します。

「SPn」の画面で「 」ボタンを押します。

警報を保持する
ラッチ機能をONにすると警報が鳴った後に、測定濃度が正常値に戻っても警報を鳴らし続けます。

１ ラッチ機能を使う。
「ＬＣＨ」の画面で「 」ボタンを押します。

「 」「 」のボタンでラッチのon・oFFを決めて「 」ボタンを押します。

２ ラッチ機能を確認する。
計測モードに戻るとラッチ機能
ONアイコンが表示されます。
ラッチ状態の警報を止めるには「 」ボタンまたは「 」ボタンを長押します。
※警報状態の製品は消費電力が 大きくなります。
そのため、ラッチ機能をご使用した場合は、必ずACアダプターを使用してください。

12アナログ出力を使う
測定濃度を４〜２０mAで出力します。外部の記録計と接続して測定濃度の確認や記録を行うことができます。

1 アナログ端子に専用ハーネスを差し込む。
1
2
3
4
5
6
7
8

2

0〜25%O₂を4〜20mAに変換して出力します。
ピン番号は上から５番目（＋）と７番目（−）です。
アナログ出力専用ハーネス（付属品）
型式：ＡＯＵＴ-ＪＫＯＶ3-02

専用ハーネスを記録計に接続する。
※アナログ出力端子に接続する機器は、内部インピーダ
ンス250Ω以下のものを選定してください。

※アナログ出力を使用されますと消費電力が大きくなります。

3 アナログ出力をオンにする。
「Aout」の画面で「 」ボタンを押します。

「 」「 」のボタンでアナログ出力のon/oFFを決めて「 」
ボタンを押します。

4 アナログ出力を確認する。
計測モードに戻るとアナログ出力アイコンが表示されます13※アナログ出力を使うと消費電力が上昇します。
そのため、電源にACアダプターを使用してください。

濃度の最大/最小値を見る

１

最大値/最小値を見る。
「PEA」の画面で「 」ボタンを押します。

「 」「 」のボタンで濃度の最大値/最小値を見ます。
液晶画面上部に「ＭＡＸ」
または「ＭＩＮ」表示がされます。

２

最大値/最小値を消去する。
「 」「 」ボタンを使い「rSEt」の画面で「 」ボタンを押します。
「rSEt」が点滅したら濃度記録が消去されます。

３ 「ＰＥＲ」
モードから出る。
「 」「 」ボタンを使い「ESC」の画面で「 」ボタンを押します。

※メニューモード中の「SEnS」「ZErO」について

メニューモード中の「SEｎS」「ZErO」は点検や修理のときに使用します。
これらの設定を変更しないでください。

14

リレー無電圧接点を使う
本製品にはリレー無電圧１ｃ接点が搭載されています。
この機能を用いて警報と連動させて回転灯や換気扇、電磁弁などの操作を行うことができます。

１

外部警報出力用コネクタに、信号用電線を接続する。

●電線の準備本体側面に表示されている「STRIP GAUGE」に合わせ、電線の被覆を7〜8mm剥き、撚り線は数回撚ってください。
適用電線：AWG28(0.08㎟)〜AWG20(0.5㎟)

7〜8mm

●接続手順

マイナスドライバー①マイナスドライバーを使って、操作口内にある操作レバーをロックするまで押し込みます。
操作口
結線部

電線被覆部

電線挿入口

②電線挿入口に電線を奥まで挿入します。
電線の被覆部が電線挿入口に入っていること、また導線部先端が結線部を通過していることを確認してください。
操作レバー
（白）

③解除口にマイナスドライバーを入れ、レバーを軽く引き戻します。
「パチッ」という音がして操作レバーが復帰します。

解除口④最後に以下のことについて確認してください。
・操作レバーが復帰していること
・再度②項を確認してください。
（電線を軽く引っ張り、抵抗があれば結線されています。）●接続解除手順①操作レバーを押し込み、操作レバーがロックされていることを確認してから電線を引き抜いてください。
②接続解除完了後は、かならず操作レバーを復帰させてください。
ただし、引き続き結線作業を行う際には操作レバーを復帰させずそのまま、結線作業を行ってください。

15

操作レバー
（白）

２

外部警報出力用コネクタを本体に差し込む。

N.O COM

接点端子（リレー出力）N.C

警報接点仕様a 接点：ノーマルオープン(NO)b接点：ノーマルクローズ (NC)

添付コネクタ
背面を上にして差し込む

NO

COM

NC

3
2
1

３

警報を鳴らして外部機器の動作を確認する。
リレー無電圧接点と受け機器の接続が終わりましたら
必ず動作確認をしてください。
警報チェックガス（別売、型式：CG-OXN）を用いて警報確認を行うことをおすすめします。
確認用ガスがない場合はビニール袋等に呼気を入れてセンサー部を覆うと、指示値が低下し警報確認をすることができます。

※外部警報出力コネクタ型式：オムロン製 XN2A-1370

16任意標準ガスで校正を行う

大気中の酸素濃度は温度、湿度、気圧の変化に伴い絶えず変化しています。
そうした大気を基準とした校正よりも正確な校正を求める場合は下記の方法を行ってください。

標準酸素ガスボンベを用いた校正方法
センサ部をふさがないでください。
センサー部に大気圧以上の圧力をかけないでください。

故障や測定誤差の原因となります。
チューブを用いて測定するときは流量を0.5ℓ/minにしてください。

１

校正設定値を標準ガスボンベ濃度に合わせる。
「 」「 」のボタンで校正値を決めて「 」
ボタンを押します。
5.00〜25.00%の範囲で変更可能です。

「SPn」の画面で「 」ボタンを押します。

２

標準酸素ガス：流速0.5ℓ/minを３分間流し続ける。
標準ガスをインラインバッフル（型式BFJK、別売）を用いてセンサー部に３分間流してください。
また、逆流を防ぐため、下流に約30cm程度のチューブを接続してください。

３

校正ボタン
「 」
を押す。

CAL

3分後に数値が安定していることを確認
して「 」ボタンを押してください。
測定モードに戻して、標準ガスをセンサ部にあてて、あらかじめ設定した校正値になったことを確認してください。

センサー交換について
酸素濃度計に使用されているガルバニ式センサーは、時間が経過するにつれて劣化する性質を持っています。液晶画面にセンサー交換のアイコン（詳しくは19ページへ）が点灯したら速やかにセンサ交換を行いましょう。
⇒(株)イチネン製作所では有償でセンサー交換および製品点検（検査成績書付き）を行っています。
センサー交換をご希望の場合は販売店または(株)イチネン製作所までお問い合わせください。
詳しくは24ページへ
17

本体を取り付ける１

壁掛けブラケットを壁に取り付ける。
取り付けたい場所に付属のネジ（２ヶ）を用いて設置してください。
ドアの可動部など、振動が生じるところに製品を取り付けないでください。
故障や誤動作の原因となります。

2

本体を壁掛けブラケットに取り付ける。
①
本体背面上部にあるブラケット取り付け穴（１ヶ所）に壁掛けブラケットの上部突起部を引っ掛けてください。

②

次に本体背面の中央部にあるブラケット取り付け穴（２ヶ所）に壁掛けブラケットの下部突起部を引っ掛けてください。

強力な電磁波・磁場・静電気や粉塵などが発生する場所では使用しないでください。

故障や誤動作の原因になります。

18

エコアラーム機能について
本製品は電池切れによる警報機能の停止を防ぐために、警報が鳴った状態で電池残量が少なくなるとエコアラーム機能へ入ります。
エコアラーム機能では最後に警報を鳴らしたアラーム番号（「AL1」もしくは「AL2」）を液晶画面に点滅表示させます。

１

警報中に電池切れ。
JKO-25 Ver. Ⅲ

警報中に電池残量が少なくなると、濃度測定を停止。
エコアラーム機能が作動します。

Oxygen Monitor

CAL

2 エコアラーム機能に入る。
酸素濃度の測定を止めて、最後に警報を鳴らした
アラーム番号を点滅表示させます。
また、赤色LEDを約15秒に１回点滅させます。
エコアラームモードが作動しているときは、測定現場の酸素濃度が低くなっている可能性があります。
酸素欠乏事故を防止するため、測定現場には立ち入らないでください。

※エコアラーム機能に入ってもリレー無電圧接点（→P15）は作動したままになります。
※エコアラーム機能の表示が出たら速やかに電池交換をしてください。

19

センサ寿命ーについて
本製品に搭載されているガルバニ電池式酸素センサーは時間とともに劣化する性質があります。
本製品はスパン校正時に自動的にセンサーの劣化判断を行い、センサ寿命の場合はアイコン
またはエラーコードでお知らせします。

1 スパン校正をする。

CAL

大気中で20分以上センサーを静止させて濃度表示が安定しているのを確認してから「 」ボタンを押します。
※この時呼気がセンサー部にかからないようにしてください。
※表示値が20.7±0.1%であることを確認してください。
※不安定な場合は、改めて上記手順を行ってください。

2 センサー寿命表示「LIF」が点灯する。
センサーが寿命の場合はセンサー寿命アイコン「 」とセンサー寿命表示「LIF」が点灯します。
もう一度校正ボタン「 」を押すと、測定モードに戻ります。
センサー寿命アイコン「 」は、センサーを交換しスパン校正を行うまで消えません。

3 センサー寿命アイコン「 」が点灯する。
そのまま使用していると、濃度表示の急激な低下や上下に揺れ動く現象が現れて測定には適さなくなります。
センサー寿命表示「LIF」やセンサー寿命アイコン「 」が点灯したら速やかにセンサー交換をしてください。
（→P24）

20

電池寿命について
電池残量をアイコンで表示します。
電池が無くなってきたら速やかに電池を交換してください。

電池アイコン
電池残量
高

低

電池残量は液晶画面の電池アイコン「」によって確認できます。
電池アイコンが外枠だけの状態「」になった場合、LEDと電子ブザーでお知らせします。
（約15秒に1回）

断線表示についてセンサーが本体から外れたり、センサーケーブル内で断線が起きた場合は断線アイコンを表示します。

断線表示
断線が起きると液晶画面に断線表示「−−−−」が表示され、LEDと電子ブザーでお知らせします。
（約15秒に1回）※断線表示が現れたらセンサーがセンサーケーブルから外れていないか、センサーケーブルが本体から外れてないかを確認してください。
異常が見られない場合は修理に出してください。
（→P24）

21

4． 長くご使用するために故障かな？
電源が入らない
電池やACアダプターが正しく挿入されているか確認してください。

画面に
「−−−」
と表示する
センサーの断線表示です。センサー部が正しく接続されているか確認してください。

センサー部を揺らすと濃度が大きく変動するセンサーが故障している恐れがあります。修理に出してください（修理については24ページヘ）

校正ボタン
「 」
を押した後に表示している濃度が明らかに高い、または低い
高いまたは低い酸素濃度を測定後にすぐに大気校正をしていませんか？
表示している濃度が安定するのを待って、校正ボタン「 」を押してください。

数ヶ月以上にわたり連続測定を行い、気づいたら酸素濃度が測定初期の濃度よりも低い状態が何日も続いていた
校正ボタン「 」は定期的に押されていますか？本製品は長期間、校正を行われないと徐々に表示濃度が低下します。1ヵ月に1回必ず大気校正を行なってください。

アナログ出力4-20mAが出ていない。
または出力電流値がおかしい
アナログ出力機能がONになっているか確認してください。
アナログ出力ハーネスが本体と受けの機器に正しく接続されているか確認してください。

22

リレー無電圧接点が作動しない
警報設定が正しく設定されているか確認してください。
外部警報出力用コネクタが本体と受けの機器に正しく接続されているか確認してください。

画面に
「ＡＬ１」
または「ＡＬ２」と点滅している（P18参照）
警報が鳴った状態のまま電池残量が少なくなっています。電池を交換するか、ＡＣアダプターを差してください。測定場所が酸素濃度18.0%以下の場合は中へ入らないでください。液晶画面には最後に鳴った警報段階が表示されます。

明らかに酸素欠乏でない所で酸素濃度が下がっている「大型な台風」通過時や高い海抜などで使用していませんか？本製品は気圧の影響を受けます。気圧が通常に戻れば酸素濃度も戻ります。
また高い海抜でも大気中の酸素の割合は海抜０mと変わりません。その場所で校正ボタン「 」を押してください。

スパン校正後、LCDに「」や「ＬＩＦ」が表示するセンサーの寿命です。
ガルバニ電池式センサーは時間とともに劣化する性質があるため、使用頻度に関わらず1年に1回のセンサー交換をしてください。

こんな表示がでたら画面表示 操作項目
Er 21
Er 22
Er 23
Er 41
Er 42

スパン
校正

共通

内容

対策

センサーに取りこむ酸素濃度が高すぎます。 校正用酸素ガスが正しくセンサーに供給されているか確認してください。
センサーに取りこむ酸素濃度が低すぎます。 校正設定値と酸素ガスボンベの濃度センサーに取り込む酸素濃度が安定していません。 が一致しているか確認してください。
センサーが消耗しています。
センサーが寿命を迎えています。

23

修理に出してください。

定期点検のお勧め
酸素濃度計に使用されているガルバニ電池式センサは、時間が経過するにつれて劣化する性質を持っています。
そのため安定した性能を維持するために６ヵ月に１回以上の定期的な点検調整をお勧めします。
(株)イチネン製作所では点検修理専門スタッフによる定期引取点検を行っています。
より長く性能を維持するために定期点検調整サービスをご利用ください。

１

期待できる点検の効果

２

点検項目

・部品劣化の早期発見
・製品不具合の早期発見

・測定精度の維持・警報機能の維持・センサー寿命の早期発見・警報機能の確認
・外部警報出力の確認
・アナログ出力の確認

・外観、内部機構の破損チェック
・基板の動作確認・センサー動作確認
・酸素濃度測定精度の確認

３

調整・修理項目・酸素センサー出力の直線性確認
・消耗部品の交換
・バッテリー交換・更新プログラムのアップデート
・ゼロ点調整（校正）・スパン調整（校正）−出張点検について−「引取点検期間中の空白期間をなくしたい」「多くの点検台数がある」などの理由により、引取点検を行えない場合は出張点検を行います。
ご希望のお客様はお買い上げた販売店または(株)イチネン製作所までご相談ください。

24

点検・修理をご依頼されるときは①―販売店に送られる場合―
１ お買い上げ販売店へご連絡ください。

お買い上げの際に記入されると便利です。

〒

販売店名
メモ
メモ

お買い上げ日
お買い上げ日（℡
年

ご連絡いただきたい内容

製品名
型式
製造番号
お買い上げ日
故障の内容

）
月

日

低濃度酸素濃度計
年月日
できるだけ具体的に型式・製造番号は本体背面の銘板シールをご確認ください。

保証期間：お買い上げ日から１年間●保証期間中は保証書の規定にしたがって修理させていただきます。
製品に保証書を添えて販売店にお送りください。
●保証期間を過ぎているときはご希望により有償で修理させていただきます。

25

点検・修理をご依頼されるときは②―弊社に直送される場合―
１ ホームページから点検修理依頼書をダウンロードしてください。
(株)イチネン製作所のホームページ（https://www.ichinen-mfg.co.jp/）から「点検修理依頼書」をダウンロードして、必要事項を記入してください。

２

点検・修理製品と点検修理依頼書をお送りください。
製品と点検修理依頼書を一緒に下記の送り先までお送りください。
株式会社イチネンテック〒370-0702 群馬県邑楽郡明和町上江黒339-1
TEL：0276-70-1410 FAX：0276-74-4720※誠に恐縮ですが送料はご負担下さい。

３

発注書をお送りください。
製品の修理前チェック後にお見積書を発行します。お見積内容をご確認の上、下記送り先まで発注書をお送りください。
（注文書はお見積書に添付されています。）
株式会社イチネン製作所〒108-0023 東京都港区芝浦4-2-8 住友不動産三田ツインビル東館9階
TEL:03-6311-6236 FAX:03-6311-6242
E-mail：gas-j@ichinen.co.jp

４

点検・修理完了後に製品を返送いたします。

点検・修理・ご使用方法についてのご相談は・・・㈱イチネン製作所

受付時間：平日9:00〜17:30

TEL:03-6311-6236 FAX:03-6311-6242
E-mail : gas-j@ichinen.co.jp
26

仕様を見る
製品仕様

検知ガス
検知原理
測定レンジ
分解能
測定精度（大気圧）
使用温度範囲使用湿度範囲使用気圧範囲酸素
ガルバニ電池式
0.00〜25.00%(サービスレンジ〜35.00%)
0.01%±0.1%（10%未満） / ±0.5%(10%以上)-10〜＋40℃
5〜85%RH（結露なきこと）
大気圧：1013(hPa)±10%
20.7%→2.1%(90%応答)：約5秒以内
20.7%→0.1%(99.5%応答)：約40秒以内
5秒以内（20.7%→18.0% 10%〜11%酸素曝露時）
2点 任意設定可能（初期値：OFF）
電子ブザー（80dB） 赤色LED2個
リレー無電圧1c接点 最大許容範囲：300mA 30VDC
0〜25%を4〜20mAに変換
AC電源アダプターおよび単3アルカリ乾電池

センサー応答速度
警報遅れ
警報濃度設定値
警報機能
警報出力
アナログ出力電源
電池寿命
センサー期待寿命
寸法/質量センサーケーブル

約2500時間（アナログ出力・警報無きこと）

アナログ出力を使用すると消費電力が上昇します。アナログ出力を使用するときは電源にACアダプターを使用して下さい。

大気中：約2年（使用環境により変動あり）
145H×82W×38D(mm) / 約190g（センサ・電池含まない）
ＬＪＤ3型：約1.7m / ＬＤ3型：約3m

単3アルカリ乾電池×4本・アナログ出力専用ハーネス（約3m）・壁掛けブラケット・
外部警報出力用コネクタ・ACアダプター

付属品

保守部品リスト

名称
JKO-O2LJD3型センサー

型式
SOX-N2

壁掛けブラケット
AC電源アダプター
外部警報出力用コネクタ

WM-JKOV3ADP-JKOV3
3710-2206-000FL

LJD3型センサー用カールコード
JKO-O2LD３型センサー部

アナログ出力専用ハーネス
インライン治具（側面ネジ穴1/4Rc）
インライン治具（側面ネジ穴1/8Rc）
ソフトケース
警報チェックガス

備考

RP-CC
なし

センサーケーブル含む

AOUT-JKOV3-O2
BF-JK-1/4Rc
BF-JK-1/8Rc

オプション品
オプション品SCB-JKOV3CG-OXN

初期設定値
操作
アラーム1
アラーム2
リレー無電圧接点
校正設定値
ラッチ機能
アナログ出力

画面表示
AL1
AL2
r on
SPn
LCH
Aout

初期値
OFF
OFF
on
20.70
OFF
OFF

27

オプション品
オプション品

外形寸法図
本体

CAL

壁掛けブラケット28

センサー部

ＬＤ３型センサー部

ＬＪＤ３型センサー部
イヤホンジャック

インラインバッフル（オプション）
センサー

Rc（または 2-1/8Rc
ネジ深 12）29

メモ30