G7® Dual
Mobility ConstructDesigned for Stability andSimplicity Without Sacrifice

Clinical Heritage
ジンマー バイオメットは、人工股関節製品の豊富な経験を基に更なる発展を続けています。ジンマー
バイオメット従来型デュアルモビリティシステムを用いた臨床経験により、G7 デュアルモビリティ開発の基礎が築かれました。

97％ ― ジンマー バイオメット従来型デュアルモビリティシステム
2 年生存率 100％ ― G7 PPS シェル
1

9 年生存率2®

Vivacit-E デュアルモビリティベアリング
優れた酸化安定性、超低摩耗性、機械的強度維持の特徴を兼ね備えたポリエチレンを使用

OsseoTi® Porous Metal Technology
ヒトの海綿骨を直接的に模倣したポーラス構造により、生物学的固定の促進を期待

Screw Fixation
Optimized Bearing to Shell Ratio

複雑な症例に対して安定性を強化

50mm シェルで40mm ベアリングを使用

Locking Mechanism
10 度 のテーパーアングルにより、CoCr合金製メタルライナーを最適な強度で篏合Screw Hole Options
Color-Coded Shell
インスツルメントおよびパッケージ表示に対応し、効率的で正確な手術室環境を提供するカラーコード付きシェル

リミテッドホールおよびマルチホールの選択が可能

Vivacit-E ハイリークロスリンクポリエチレン
Vivacit-E ハイリークロスリンクポリエチレンは独自のプロセスに基づく適切な性能が、以下の特徴で示されています。

超低摩耗性
Vivacit-E ハイリークロスリンクポ
リエチレンは、高温下で電子ビーム（e-beam）が照射されることで優れた酸化安定性
Vivacit-E ハイリークロスリンク
ポリエチレン中のビタミン E は、超低摩耗性を獲得し、40 mm の股機械的強度の維持

関節摩耗シミュレータ試験は 1 億

Vivacit-E ハイリークロスリンクポサイクルまで試行されました 3。

リエチレンの材料強度は、加速劣フリーラジカルを継続的に除去化試験から極めて長期間が経過しして酸化分解を防ぐ強力な抗酸た後でも安定性を維持しているこ化物質です。とが証明されています。

人工股関節置換術後の患者の生涯に渡る標準的な歩行数を考慮し、Vivacit-E ハイリークロスリンクポリエチレンに1億サイクルまで試験を行いました3。

Dislocation ResistanceG7 デュアルモビリティベアリングサイズ

G7 デュアルモビリティでは、すべてのサイズのシェ

シェルサイズ

ライナーサイズベアリングサイズ

44mm
46mm
48mm
50mm
52mm
54mm
56mm
58mm
60mm
62mm
64mm

AB
CD
E

32mm
36mm
38mm
40mm
42mm

F

44mm

G46mm

H50mm

ルで 32mm 以上のベアリングが使用できるため、多、くの症例で関節の安定性、広い可動域（最大 212 度）高い脱臼抵抗性を提供します。

Hard Bearing Inserter Ring
ハードベアリングインサーターリングはメタルライナーを正しい角度でシェルへ導き、打ち込み時にはメタルライナーから外れる様にデザインされています。

※ハードベアリングインサーターリングはメタルライナーの設置確認やテーパー部を保護するためのものではありません。

G7 OsseoTi シェル
製品

製品名

シェル
サイズ

製品番号

ライナー
サイズ

※110010240 44mm

G7 OsseoTi

G7 OsseoTi
リミテッド
ホールシェル（4ホール）

製品名

製品番号

シェル
サイズ

※110010260 44mm

AB
CDE

110010241 46mm
110010242 48mm
110010243 50mm
110010244 52mm
110010245 54mm
110010246 56mm
※110010247 58mm
※110010248 60mm
※110010249 62mm
※110010250 64mm

リミテッド
ホールシェル（3ホール）

製品

G7 OsseoTi
マルチホールシェル

FG
H

110010261 46mm
110010262 48mm
110010263 50mm
110010264 52mm
110010265 54mm
110010266 56mm
※110010267 58mm
※110010268 60mm
※110010269 62mm
※110010270 64mm

ライナー
サイズ

ABCDEFGH

リミテッドホールシェルには、アピカルホールプラグが同梱されています。また、スクリューホールプラグがあらかじめ装着されています。
マルチホールシェルには、アピカルホールプラグは同梱されておりません。また、スクリューホールプラグは装着されておりません。
※はオプションサイズとなります。その他のサイズについては弊社営業担当者までお問い合わせください。
販売名：G7 OsseoTi システム 承認番号：22700BZX00162000

G7 デュアルモビリティメタルライナー
製品製品番号※110024459

110024460
110024461
110024462
110024463
110024464※110024465※110024466

VE デュアルモビリティベアリング

シェル
サイズ

ライナー
サイズ

内径

44mm
46mm
48mm
50mm
52mm
54mm
56mm
58mm
60mm
62mm
64mm

ABC
DE

製品番号

外径ベアリング
サイズ

32mm
36mm
38mm
40mm
42mm

110031313
110031314
110031009
110031010
110031011

32mm
36mm
38mm
40mm
42mm

AB
C
DEF

44mm

110031012

44mm

FG

46mm

110031013

46mm

GH

50mm

110031015

50mm

H

製品

内径22.2mm

28mm※はオプションサイズとなります。その他のサイズについては弊社営業担当者までお問い合わせください。
販売名：アクティブアーティキュレーション E1 承認番号：22400BZX00437000
販売名：VE デュアルモビリティベアリング 承認番号：30200BZX00328000

G7 6.5mm 径 チタニウムスクリュー
製品

製品番号

サイズ

010000996
010000997
010000998
010000999
010001000
010001001※ 010001002※ 010001003

15mm
20mm
25mm
30mm
35mm
40mm
45mm
50mm

References
1. N JR data extract, March 2014 - analyzed by Biomet.
2. G. Grappiolo. G7 Acetabular Cup System Two Year Clinical Follow-up. On-going clinicalstudy; data on file at Biomet.
3. M
 imnaugh,K. et al. 100 Million-Cycle Wear Evaluation of crosslinked Vitamin E Grafted
Polyethylene (VE-HXPE) Acetabular Liners. Paper No.0403. ORS Annual Meeting.
Orlando, Florida. 2016.*

上記スクリューは G7 アセタブラーシェル専用です。Ringloc シェル等、他のシェルシステムには使用できません。
※はオプションサイズとなります。
販売名：G7 システム 承認番号：22500BZX00313000

ジンマー バイオメット● カスタマーサービス（商品のご注文）
Tel. 03-6700-1071
本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Fax. 0463-30-4821（代表）Fax. 03-6402-6620
Tel. 03-6402-6600
営業拠点：札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、
福岡
https://www.zimmerbiomet.com/ja© 2022 Zimmer Biomet G.K.
ZJ-588-3(E) 8/2022 G7 Dual Mobility カタログ〔0006.1-US-en-REV0815〕