任意信号発生器

主な性能及び仕様•

ARB Rider 4012 / 4014 /4018
テクニカルデータシート•

AFG モードo 正弦波 300 MHz
o サンプリングレート1.2 GS/s （固定）o 垂直分解能 16ビット
o 出力振幅レンジ 12 Vp-p(50 Ω負荷）o オフセット電圧: ± 6V（50Ω負荷）o 洗練されたDDSテクノロジー

AWG モード
サンプリングレート1.2 GS/s （可変）垂直分解能 16ビット
8bit/16bit/32 bitデジタル出力チャンネル
波形メモリ長最大128 Mpts/チャンネル
周波数帯域318 MHz（計算値）
出力振幅レンジ 12 Vp-p(50Ω負荷）
オフセット電圧: ± 6V（50Ω負荷）

o
o
o
o
o
o
o

主な特徴

•
2 / 4 / 8チャンネル– ファンクションジェネ
レータ・任意信号発生器・デジタルパター••

ジェネ レータ機能搭載オールインワンモデル

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2, 4 ,8 チャンネルアナログ出力
最高サンプリング速度1.2 GS/s
垂直分解能14 ビット•••

周波数帯域 300 MHz
最大24 Vp-p ・オフセット電圧±12V（オープン）、出力電圧ウインドウ±24V (48 Vpp)•

最大波形メモリ長128 Mpts/チャンネル•

アナログ出力チャンネルに同期した最大32チャンネルのデジタル出力
使いやすいSimple Rider™ タッチスクリー
ン・ユーザーインタフェース•

4台同期運転可能 (AWG4018のみ): 最大32 ｃｈアナログ出力＋128ｃｈデジタル出力•

1 S / s から1.2 GS / sの可変サンプルレート、
垂直分解能16ビットのDACシステムで波形を忠実に出力します。
任意波形メモリ最大128 Mポイント/チャンネルのロングメモリ搭載
ミックスドシグナル出力‒デジタル回路の設計やデ バッグ・検証を、2、4、8チャンネルのアナログ
出力に同期した8、16、32チャンネルのデジタル出力で支援します。
使い易い2つの操作モードを搭載
Simple Rider AFG（DDS信号発生器モード）
True Arb（可変クロック任意信号発生器モード）
デジタル出力は、LVDS規格で最高
1.2Gbps。LVDSからLVTTLへのアダプターが使 用可能です。
最大シーケンス数16384の革新的なシーケンサ
ー機能は、効率的なメモリ使用で複雑な波形シナリオを生成することができます。
Windowsベースのプラットフォームに7インチタ
ッチスクリーンとフロントパネル上のキーボードとロータリ－ノブを配置した使い易いユーザーイン
ターフェース
ベンチトップに適したコンパクトな筐体。3U ‒19インチラックマウント規格サイズ
LANインターフェースでのリモートコントロール

Active Technologies

SPECIFICATIONS

www.activetechnologies.it

アプリケーション

研究開発向けアプリケーション

オートモーティブ

Arb Riderシリーズは研究機関や大学での研究に有効な任意信号発生器です。
可変エッジ時間やマルチレベル等設定の自由度が高 く、複雑で高度なパルスエミュレーションを容易に作成できます。 高速エッジ生成、優れたダイナミックレンジ、使いやすいユーザーインターフェースの組み合わせは、特定のテスト
ボードを作成せずに信号をエミュレートできるので、スピン
トロンクス、加速器、トカマク、シンクロトロンなどの大規模な実験に取り組む科学者・エンジニアの要望に完全に対応します。

最新の自動車には、高感度な電子部品を制御する、複数の高度なECU（電子制御ユニット）が組み込まれています。Arb Rider 4012/4014/4018は、
サンプリングレート1.2 GS / s・垂直分解能14ビットのコンビネーションで、カーエレクトロニクスの新しいテ
スト課題に適切に対応できる理想的なツールです。

•
•
•
•

CAN, CAN-FD, LIN, Flexray, SENT エ
ミューション
EMIのデバッグ,トラブルシュート及び試験

•
•
•
•
•

検出器のエミュレーション
信号原にノイズ付加した信号源のエミュレーション
実信号の生成/発生
PRBSシーケンスの長期間エミュレーション
レーザーダイオードの変調及び駆動航空宇宙・防衛
システム向けアプリケーション

AWG4000シリーズはレーダーまたはソナーシステムのアプリ
ケーションに最適な任意信号発生器です。高周波帯域をカバーしているので無線アプリケーションやその他のI / Q
信号変調用のデジタル変調システムでも使用できます。

最大 24Vまでの電気規格エミュレーション
カーエレクトロニクスにおけるパワー
MOSFET回路の最適化

IoT・インダストリー4.0に最適なRF変調器

またパルス電子ビーム、X線源、フラッシュX線撮影、光パ
ルスシミュレータ、高出力マイクロ波変調器などのアプリケーションでユーザー定義のパルス波形を 簡単に生成でき
ます。

•
•
•

周波数応答、相互変調歪み、雑音指数測定
PLL回路の同期保持範囲・周波数引込み範囲に関する特性評価
レーダーのベースバンド信号エミュレーション

半導体の試験・評価

AWG4020シリーズは、このアプリケーションで優れた性能を発揮します。ワイヤレスデバイスやインダスト
リー4.0アプリケーションにおけるIoT上での動作のシ
ミュレーションや試験を行うため、複雑なRF I / Q
変調をエミュレートする事が可能です。エンジニアは、波形をインポートしてDUTをエミュレート・ノイズなど波形に歪みを追加して、デバイスが規格に準拠するかを試験を行うことなどができます。

ノイズや歪みを含めて生成された複雑な信号のエミュレー
ション機能は、電子部品や電気回路のコンプライアンス
試験ツールとして、半導体エンジニアを支援します。またス
イッチング試験用のダブルパルス生成機能を使用して、最新の高速パワーデバイスの動特性評価が容易に行えま
す。

•
•
•

クロック及びセンサー信号の生成
MOSFETゲートドライブ振幅信号エミュレーション
低インピーダンス出力機能 (出力インピーダンス：5Ω)でのICのシーケンス試験

Active Technologies

SPECIFICATIONS

www.activetechnologies.it

Simple Rider AFG: ファンクションジェネレータモード

Simple Rider AFG のユーザーインターフェースは、タッチパネ
ル用に設計されており、本機のすべての機能をすばやく操作できるようにデザインされています。機器の操作はタブレットや
スマートホンのように、直感的かつシンプルに行えます。タッチ
パネルを数回の操作で自由に波形やデジタルパターンを生成することができます。

•••

画面をスワイプすることにより、波形のパラメータ画設
定面に簡単にアクセスできます。
スクリーン上に表示されるバーチャルキーボードは波形
パラメータの数値入力が簡単に行えるよう、
デザインされています。
ショートカットキーや分かり易いアイコンにより、機器のセットアップが簡単に行えます。

Simple Rider TrueArb: AWG and DPG モード
Simple Rider True-Arb インターフェースでは、ユーザーはアナログ波形とデジタルパターンを最大16,384のシーケン ス・ステッ
プを複雑な波形を定義し、ループ、ジャンプ、条件分岐等のイベントを設定することによってシーケンスフローを定義し、複雑な波形パターンを容易に生成することができます。
アナログ出力信号と同期したデジタル出力信号の組み合わせで出力できるので、デジタル設計のトラブルシューティングと検証に理想的なツールとして使用できます。
各チャンネルで最大128 Mサンプルの波形メモリ長と最大16,384のシーケンス・ステップおよび最大
4,294,967,294回の繰り返し設定が可能なArb- Rider4012/
4014/4018は、最も要求の厳しい技術的アプリケーションに最適なジェネレータです。
直感的でシンプルな波形シーケンサーのユーザーインター フェースによって、画面を数回タッチするだけで、高度で複雑な波形シナリオを作成できます。
最大4台の機器を同期させることにより、アナログ32チャン ネ
ル-デジタル128チャネンルのミックスドシグナル任意信号発生器として使用できます。専用の同期ケーブルを使用することにより、各機器間の同期が保証されます。 この機能はAWG4018モデルでのみ使用できます。
Arb Riderはリモートコントロールのためのイーサネットインターフェースを搭載しており、コントロールソフトの作成も容易に行えます。

Active Technologies

SPECIFICATIONS

www.activetechnologies.it

Document name AWG-4012/4014/4018 - Technical Specifications

Last Date Update: 13/07/2020

特に指定のない限り、下記すべての仕様は代表値になります。 保証されている性能は、5°Cから40°Cの動作温度範囲内で最低2時間保管された校正済み機器を、自動校正後、±10℃以内で45分間のウォーム
アップを行った後の性能を基準としています。

一般仕様
チャンネル数AWG - 4012

AWG - 4014

AWG - 4018

2

4

8

デジタル出力（オプション）

0/8

0/8/16

0/8/16/32

マーカー出力1

2

4

アナログ出力動作モード

AFG モード
True Arb モード

振幅
範囲 (50 Ω into 50 Ω)1

確度 (1kHz 正弦波,オフセット 0V,

0 ～ 6Vpp (12 Vp-p オプション)±(設定値の1%[Vp-p] + 5 mV)> 5mVp-p , 50Ω 負荷) (保証値)<0.5 mVp-p または 5 桁
分解能
シングルエンド: 50 Ω, 低インピーダンス: 5 Ω
出力インピーダンス

オフセット
範囲 （50 Ω into 50 Ω)
範囲 (50 Ω into High Z 負荷)
確度 (50 Ω into 50 Ω) (保証値)
分解能-3 V ～ +3 V (-6V ～ +6V オプション)-6 V ～ +6 V (-12V ～ +12V オプション)±(|設定値|の1％ ±5 mV)<4 mV または 4 桁

DC
振幅範囲 (50 Ω, シングルエンド)
振幅確度 (保証値)1

ハイインピーダンス時、出力電圧は2倍になります。

-3V ～ 3V (-6V ～ 6V オプション)±(|設定値|の1％ + 10 mV)

Active Technologies

SPECIFICATIONS

www.activetechnologies.it

AFG モード仕様
出力チャンネル
コネクタ

BNC

出力形式

シングルエンド

出力インピーダンス

50 Ω または 5 Ω (低インピーダンス)

一般仕様
動作方式

DDS

基本波形

正弦波, 方形波, パルス, ランプ, (ノイズ, DC,
Sin(x)/x, ガウシアン, ローレンツ, 指数立上り, 指数
立下り, ハーバサイン)

動作モード

連続, 変調, 掃引, バースト

任意波形

垂直分解能: 16ビット
波形メモリ長: 16,384 ポイント

内部トリガータイマー
範囲

13.3 ns ～ 100 s104 ps

分解能確度±(設定値の0.1% + 5 ps)

正弦波
周波数範囲 (50 Ω into 50 Ω)2

1 μHz ～ ≤ 70 MHz: 12V>70 MHz ～ ≤120 MHz: 9V>120 MHz ～ ≤180 MHz: 6V>180 MHz ～ ≤300 MHz: 3V

平坦度 (1 Vp-p, 1 kHzを基準とする)
高調波歪 (1 Vp-p)

DC ～ 300 MHz: ±0.5 dB
1 μHz ～ ≤ 10 MHz: < -65 dBc> 10 MHz ～ ≤ 50 MHz: < -55 dBc> 50 MHz ～ ≤ 100 MHz: < -45 dBc> 100 MHz ～ ≤ 300 MHz: < -30 dBc

全調波歪 (1 Vp-p)2

ハイインピーダンス時、出力電圧は2倍になります。

10 Hz ～ 20 kHz: < 0.1%

Active Technologies

SPECIFICATIONS

www.activetechnologies.it

1 μHz ～ ≤ 10 MHz: < -60 dBc
スプリアス(1Vp-p) (fSa-fout,fSa-2*foutを除>10 MHz ～ ≤ 300 MHz: < -55dBc

く)

10 MHz: < -120 dBc/Hz （代表値）
位相ノイズ (1 Vp-p, 10 kHz オフセット)

100 MHz: < -115 dBc/Hz （代表値）

方形波
周波数範囲

1 μHz ～ ≤ 40 MHz: 12V>40 MHz ～ ≤80 MHz: 10V>80 MHz ～ ≤150 MHz: 7V(HVオプション無しの場合最大6V)

立上り/立下り時間

2 ns

オーバーシュート (1 Vp-p)< 2%

ジッター (rms)< 20 ps

パルス
周波数範囲1μHz ～ ≤ 5 MHz: 12V>5 MHz ～ ≤60 MHz: 10V>60 MHz ～ ≤150 MHz: 7V(HVオプション無しの場合最大6V)

パルス幅

2.5 ns ～ (周期 – 2.5 ns)

パルス幅分解能20 ps または 15 桁

パルスデューティー比0% ～ 100%, 14 桁
(パルス幅により制限あり)

エッジトランジション時間（立上り/立下り）

2 ns ～ 1000 s

エッジトランジション時間設定分解能

2 ps または 15 桁

オーバーシュート (1 Vp-p)< 2%

ジッター (rms, 立上り/立下り時間 ≥ 2ns)

<20 ps

ダブルパルス
周波数範囲

HVオプション無しの場合 :1μHz ～ ≤ 5 MHz: 12 Vp-p
>5 MHz ～ ≤150 MHz: 6 Vp-p
Vp-p =| Vp-p 1|+| Vp-p 2|

Active Technologies

SPECIFICATIONS

www.activetechnologies.it
HVオプション有りの場合 : 1μHz
～ ≤ 5 MHz: 24 Vp-p
>5 MHz ～ ≤60 MHz: 10 Vp-p
>60 MHz ～ ≤150 MHz: 7 Vp-p
Vp-p =| Vp-p 1|+| Vp-p 2|
上記以外のパルス・パラメータ

パルスと同じランプ
周波数範囲
リニアリティー (< 10 kHz, 1 Vp-p, 100%)
シンメトリ

1 μHz ～ 15 MHz ≤0.1%
0% ～ 100%

その他の波形
周波数範囲
指数立上り, 指数立下り
Sin(x)/x, ガウシアン, ローレンツ,ハ
ーバサイン
加算ノイズ

周波数帯域 (-3 dB)
ノイズレベル
分解能

1 μHz ～ 15 MHz
1 μHz ～ 30 MHz> 200 MHz
0 V ～ 6 V – | 最大キャリア [Vpk] |
1 mV

任意波形
波形メモリ長2 ～ 16,384

周波数範囲

1 μHz ～ ≤ 150 MHz

周波数帯域 (-3 dB)

175 MHz

立上り/立下り時間

2 ns

ジッター (rms)< 20 ps

周波数分解能正弦波, 方形波, パルス arbitrary, Sin(x)/x

1 μHz または 15 桁

ガウシアン, ローレンツ, 指数立上り,

1 μHz または 14 桁

指数立下り, ハーバサイン

周波数確度
任意波形以外任意波形

設定値の±2.0 x 10-6
設定値の± 2.0 x 10-6±1 μHz

Active Technologies

SPECIFICATIONS

www.activetechnologies.it

変調
AM
キャリア波形
変調ソース内基本波形(パルス・DC・ノイズを除く), 任意波形内部 または 外部部変調波形

正弦波, 方形波, ランプ, ノイズ, 任意波形内

変調周波数

部: 500 μHz ～ 48 MHz
外部: 最大 8 MHz 0.00%

変調度～120.00%

FM
キャリア波形変調ソース

基本波形(パルス・DC・ノイズを除く), 任意波形内部 または 外部

内部変調波形

正弦波, 方形波, ランプ, ノイズ, 任意波形

変調周波数

内部: 500 μHz ～ 48 MHz
外部: 最大 8 MHz

ピーク偏差範囲

DC ～ 300 MHz

PM
キャリア波形

基本波形(パルス・DC・ノイズを除く), 任意

変調ソース
波形内部 または 外部
内部変調波形
正弦波, 方形波, ランプ, ノイズ, 任意波形
変調周波数
内部: 500 μHz ～ 48 MHz
外部: 最大 8 MHz
位相偏差範囲0° ～ 360°

FSK
キャリア波形

基本波形(パルス・DC・ノイズを除く), 任意

変調ソース
内部変調波形
キーレート

波形内部 または 外部
方形波内部: 500 μHz ～ 48 MHz,外部: 最大 8 MHz
偏移周波数
1 μHz ～ 300 MHz
キーの数

2

Active Technologies

SPECIFICATIONS

www.activetechnologies.it

PSK
基本波形

キャリア波形(パルス・DC・ノイズを除く), 任意波形
変調ソース
内部 または 外部

内部変調波形方形波

キーレート

内部: 500 μHz ～ 48 MHz,
偏移位相

外部: 最大 8 MHz

キーの数

0° ～ +360°
2

PWM
キャリア波形

パルス

変調ソース

内部 または 外部

内部変調波形

正弦波, 方形波, ランプ, ノイズ, 任意波形

変調周波数

内部: 500 μHz ～ 48 MHz
外部: 最大 8 MHz

偏差範囲
パルス周期の0% ～ 50%

スイープ
リニア, 対数, 階段, ユーザー定義
タイプ
波形

基本波形(パルス・DC・ノイズを除く), 任意波形

スイープ時間40 ns ～ 2000 s
ホールド/リタ－ン時間
0 ～ (2000 s – 40 ns)
スイープ/ホールド/リタ－ン 時間分解能
20 ns または 12 桁
総スイープ時間確度
開始/停止周波数範囲
トリガー ソース≤ 0.4%
正弦波:1μHz ～ 300MHz, 方形波:1μHz ～ 150MHz内部 (タイマー) / 外部 / マニュアル

バースト
波形タイプ

基本波形 (DC・ノイズを除く), 任意波形
トリガー または ゲート

バーストカウント

1 ～ 4,294,967,295 回 または 無限

TrueArb モード仕様
出力チャンネル
コネクタ－

BNC

出力タイプ

シングルエンドActive Technologies

SPECIFICATIONS

www.activetechnologies.it
出力インピーダンス

50 Ω または 5 Ω (低インピーダンス)

一般仕様
動作方式動作モード

可変クロック (True Arbitrary)
連続, トリガー後連続,
シングル/バースト, ステップ,アドバンス

垂直分解能

14 ビット
波形メモリー長
16 ～ 2M サンプル/チャンネル (AWG401X-2M)
16 ～ 64M サンプル/チャンネル (AWG401X-64M)
16 ～ 128M サンプル/チャンネル (AWG401X128M)Xはチャンネル数（2,4,8 ）
波形メモリ設定分解能

1（メモリ長 > 384サンプル）
16（32 ≤ メモリ長 ≤384サンプル）

シーケンス数
シーケンスリピート

1 ～ 16384
1 ～ 4294967294 または 無限

回数タイマー範囲

23.52 ns ～ 7 s
タイマー分解能± 1 サンプリングクロック

スキューコントロール
0 ～ 3.4 μs

範囲≤ 5 ps

分解能確度
初期スキュー±(設定値の1% + 20 ps)< 200 ps

周波数帯域（計算値）(0.35/立上りor立下り時間)≥ 318 MHz

高調波歪 (正弦波32 ポイント, 1 Vp-p)< -60 dBc (@ 1.2 GS/s, 37.5 MHz)

スプリアス (正弦波 32 ポイント, 1 Vp-p)< -60 dBc (@ 1.2 GS/s, 37.5 MHz)SFDR (正弦波 32 ポイント, 1 Vp-p)< -60 dBc (@ 1.2 GS/s, 37.5 MHz)

立上り/立下り時間 (1 Vp-p・10% ～ 90%)

≤ 1.1 ns

オーバーシュート (1 Vp-p シングルエンド)< 2%

タイミングとクロック
サンプリングレート

Active Technologies

SPECIFICATIONS

www.activetechnologies.it
1 S/s ～ 1.2 GS/s

範囲

16 Hz

分解能確度

± 2.0 x 10-6

Random ジッター on clock pattern(rms)< 10 ps

デジタル出力 (オプション)
出力チャンネル
コネクタ－

Mini-SAS HD コネクタ (独自ピン配

コネクタ数

列)1

出力ビット数

8ビット

出力インピーダンス

100 Ω 差動

出力タイプ

LVDS

立上り/立下り時間 (10% ～ 90%)

< 1 ns

ジッター (rms)

20 ps

最高更新速度

1.2 Gbps

波形メモリー長

2M サンプル/チャンネル (AWG401X-2M)
64M サンプル/チャンネル (AWG401X-64M)
128M サンプル/チャンネル (AWG401X128M)Xはチャンネル数（2,4,8 ）Active Technologies

SPECIFICATIONS

www.activetechnologies.it

8 ビ ット LVDSｰLVTTL
コンバータープローブ(オプション AT-DTLL8)

出力コネクター

20 ピン 2.54 mm 2 列 IDC ヘッダ

出力形式

LVTTL
50 Ω （公称）

出力インピーダンス
出力電圧
最高更新レート
外形寸法
入力コネクタケーブル長

0.8V ～ 3.8V 可変（8ビット1組）
125 Mbps@0.8V および 400
Mbps@3.6VW 52 mm – H 22 mm – D 76
mm Proprietary standard
1m

ケーブルタイプ

Proprietary standard
Mini SAS HDーSMA ケーブル
(オプション)

出力コネクター

SMA

出力形式

LVDS

SMAコネクター数

16 (8ビット)ケーブルタイフﾟ

Proprietary standard
1m

ケーブル長
外部入出力仕様

マーカー出力コネクター

BNC

コネクタ－数1, 2, 4

出力インピーダンス

50 Ω

出力電圧 (50 Ω負荷)
振幅 分解能確度

1 V ～ 2.5 V
10 mV±(設定値の2% + 10 mV)

立上り/立下り時間 (10%～90%,2.5 Vp-p)
ジッター (rms)< 700 ps
20 ps

Active Technologies

SPECIFICATIONS

www.activetechnologies.it

スキュー（マーカーからアナログ出力）
範囲

AFG モード: 0 ～ 14s （連続 モード）
0 ～ 3 us （トリガーモード）
True Arb モード: 0 ～ 3µs

分解能

AFG モード: 39 ps True Arb
モード: 78 ps,

確度
初期スキュー±(設定値の1% + 140 ps)< 1 ns

トリガー/ゲート入力
コネクター
入力インピーダンス
スロープ
入力損傷電圧スレッショルド電圧範囲
分解能
スレッショルド電圧確度
入力電圧レベル

BNC
50Ω / 1kΩ
正 または 負 または 両方<15 V または> +15 V-10 V to 10 V
50 mV±(|設定値|の10％ + 0.2 V)
0.5 Vp-p 以上3 ns

最小パルス幅(1 Vp-p)

AFG モード:<360 ns(< 420ns トリガースイープモード) True Arb

初期遅延時間（トリガから出力）

モード: < 240 * DACクロック周期 + 32 ns AFG モード: < 40 ps
True Arb モード: 0.29*DACクロック周期AFG モ

遅延 ジッター（トリガから出力）

ード: 65 MTps （立上り/立下り） 80 MTps
（ダブルエッジ）

最高周波数

True Arb モード: 42.5 MTps
（MTps = Mega Transitions per second）

外部クロック入力
コネクター
入力インピーダンス
入力電圧範囲SMA
50 Ω, AC結合
-4 dBm ～ 11 dBm （正弦波 または 方形波）

損傷レベル
周波数範囲

立上り時間（10％-90％）<1 nsかつデューティー比 40%～60%+14 dBm
5 MHz ～ 100 MHz

Active Technologies

SPECIFICATIONS

www.activetechnologies.it

基準クロック出力
コネクター

SMA

出力インピーダンス

50 Ω, AC結合

周波数10 MHz確度± 2.0 ppm

コイジング電圧出力± 1.0 ppm/

ジッター (rms)

年1.65V< 20 ps

外部変調入力コネクター

SMA

入力インピーダンス>2 MΩ

入力チャンネル数

1

周波数帯域

8 MHz （サンプリングレート40 MS/s）

入力電圧範囲
-0.5V ～ +0.5V
垂直分解能
8ビット

電源仕様
電源電圧
最大消費電力100 ～ 240 VAC ±10% @ 45-66 Hz

150 W

環境仕様
温度範囲 (動作)+5 °C ～40 °C (+41 °F～104 °F)

温度範囲 (非動作)-20 °C ～60 °C (-4 °F ～140 °F)

湿度範囲 (動作)55％～80％（相対湿度）
最大湿球温度29°C、+ 40°C以下
上限は+ 40°Cで相対湿度20.6％にディレーティン
グ結露しないこと

湿度範囲 (非動作)5％～95％（相対湿度）
最大湿球温度40°C、+ 60°C以下
上限は+ 60°Cで相対湿度29.8％にディレーティン
グ結露しないこと

高度 (動作)

最高3,000 メートル (9,842フィート) /25°C以下

高度 (非動作)

最高12,000 メートル (39,370フィート)

EMC（電磁適合性）および安全性
コンプライアンス
電気的安全性CE 準拠
EN61010-1

Active Technologies

SPECIFICATIONS

www.activetechnologies.it
規格

EN 61326-1:2013 – 計測用，制御用及び試験室用の電気装置
電磁両立性要求事項 第1部：一般要求事項
EN 61326-1:2013

イミュニティ

システム仕様ディスプレイOS
外形寸法

7 インチ, 1024x600, 静電容量式タッチパネルLCD
Windows 10
W 445 mm – H 135 mm – D 320 mm(3U 19インチラックマウント）

重さ
入出力端子（フロントパネル）

9.5KgｰAWG4012/10.3KgｰAWG4014/12KgｰAWG4018
CH1～CH8 アナログ出力 (BNC)
マーカー出力 1～4 (BNC)
トリガー入力 (BNC)

入出力端子（リアパネル）

外部基準クロック入力(SMA)外部基準クロック出力(SMA)外部
変調入力(SMA)
外部モニターポート (1ポート以上)
DIGITAL POD A[7..0] (AWG 4012 / 4014 / 4018)
DIGITAL POD B[7..0] (AWG 4014 / 4018) DIGITALPOD C[7..0] (AWG 4018)
DIGITAL POD D[7..0] (AWG 4018)
USB 2.0 ポート
イーサネット(10/100/1000BaseT Ethernet, RJ45)
PS/2 キーボード・マウスポート×2

ハードディスク

32 GB以上 SSD

プロセッサーIntel® Celeron J1900, 2 GHz (以上)プロセッサーメモリ

4 GB 以上