Newtons4th
HIGH PRECISION MEASUREMENT INSTRUMENTATION

コンパクト パワーアナライザ
PPA500 Series
PPA1500 Series

DC~500kHz
DC~1MHz

学校・研究開発

電気自動車

EN

IEC

EN50546+IEC62301
待機電力

家電・情報機器改善されたノイズ低減性能 (PPA500+PPA1500) | ベクトル表示機能 (PPA1500)

航空機

ローコストながら高性能
優れた広帯域精度

クラス最高の高周波性能を備えた基本確度 0.05％

波形表示・ベクトル表示

スコープ表示・ベクトル表示・各種表示機能を備えています (PPA1500 シリーズ )広い周波数帯域

DC,10mHz ～ 1MHz(PPA1500)、DC,10mHz ～ 500kHz(PPA500）

高速サンプリングで No-Gap

1MS/s でデータを取り込み演算－ノイズの多いアプリケーションでも高精度（PPA1500）

基本位相確度

0.005°＋ kHz あたり 0.01°

高精度電流シャントを内蔵

ダイレクト入力：20Arms(300Apk) または 30Arms(1000Apk) と広帯域外部センサ入力

多彩なインタフェース

RS232, USB および LAN オプション (PPA1500 は標準 )PC ソフトウェアオプション

リモート制御やリアルタイムデータの表やグラフでの監視と記録

1

PPA5xx/15xx 高精度パワーアナライザ
PPA500 - DC~500kHz①⑧④

PPA1500 - DC~1MHz

②

①

⑧

⑦

④

③

⑤

②

⑥

③

⑦

⑤

⑥

正面パネル
① 画面オプション

PPA5xx: ズーム, リアルタイム, リスト

PPA15xx: ズーム, リアルタイム, リスト, ベクトル表示② 測定機能選択ボタン

PPA1500 データログのトレンドグラフ

PPA5xx: パワーアナライザ、実効値電圧計、積算電力計、高調波アナライザ
PPA15xx: 上記演算機能に加え、スコープ表示, ロギングデータのトレンドグラフ表示, 高調波バーグラフ表示, ベクトル表示③ スタート、ストップ、ゼロ、トリガボタン

トリガボタンで測定を更新、ゼロボタンでデータログをリセットまたはオフセットトリムの開始、停止ボタンの操作で測定期間を手動で制御可能④ 測定条件設定ボタン

ワイヤリングの設定(例：3相2電力/3電力等)、平均化(フィルタ等)とデータロギング(データ取得間隔)、カップリングの設定(AC,DC,AC+DC)、入力レンジと入力選択(ダイレクト/センサ)、変流比や減衰比などのスケール係数、
オートレンジ設定、アプリケーションモード(照明安定器や突入電流、待機電力等)の設定が可能⑤ 前面USBポート

USBメモリポートにより、数値データや画面のハードコピーをUSBメモリに直接保存が可能⑥ 電源ボタン ⑦ メニュー選択とカーソル制御ボタン⑧ ディスプレイ画面

高コントラストで広視野角の白色LEDバックライトカラー TFTディスプレイ

No-Gap によるリアルタイム解析
PPA5xx / PPA15xxシリーズのパワーアナライザは、Newtons4th社独自の専用ハードウェア(DSP)によるNo-Gap
リアルタイム解析技術を採用しています。ADCからのサンプリングデータを取りこぼしなくリアルタイムで演算することができます。 これは、非同期波形を正しく捕捉する上で重要な性能です。

従来の測定 ( ギャップを含んだ測定 )Newtons4th 社のギャップを含まない測定

直感的なユーザーインターフェイスにより簡素化されたセットアップ

TPPA5xx / PPA15xxユーザーインターフェイスは、使いやすさを考慮して開発されました。 シンプルなボタン
レイアウトにより、機器のセットアップが容易になり、迅速に測定を開始できます。

PPA5xx の画面操作と測定機能選択ボタン
2

測定条件選択ボタン
PPA5xx, PPA15 共通

PPA15xx の画面や測定機能選択ボタン

アプリケーション事例
アプリケーション事例①：待機電力測定 ( 規格番号：IEC62301/EN50564)

PPA5xxおよびPPA15xxは、IEC62301/EN50564待機電力測定試験に最適な機器です。 IEC62301/EN50564の簡単なテストとレポートを提供するPCソフトウェアは、PPA購入いただくと無償でお使い頂けます。

STANDBY

AC SOURCE

BREAKOUT BOX

見やすく柔軟な表示設定に対応したディスプレイ

外部USBポート
データログ、測定結果、およびパネル設定は、内部メモリ、外部USBメモリ、またはN4Lソフ
トウェアに直接保存できます。

選択されたパラメータをズームして表示が可能です。

米国EPA（Energy Star）、米国DOE、カリフォルニア州エネルギー委員会（CEC）の要件と方法論を満たします。

アプリケーション事例②：AC-DC 電源の入出力電力測定による効率演算

単相電源、照明用安定器等の1系統の入出力を持った機器の効率測定は、PPA5xxやPPA15xxの2相モデルや3相モデルで2Phase2Wattmeter(2相2電力計法)で測定できます。

6V
BREAKOUT BOX

SMPS
0V

LOAD

AC SOURCE

変換効率表示1 ～ 3相(CH)の電力測定

入出力の有効電力比から、変換効率をリアルタイムに表示できます。

PPA510/1510(1相モデル)
PPA520/1520(2相モデル)
PPA530/1530(3相モデル)
は、完全にアイソレーションされた独立した測定チャンネルとして使用可能です。

3

PPA1500 ベクトル表示機能 / アクセサリオプション
PPA1500 ベクトル表示

PPA15xxは、電圧と電流の関係、および多相システムの個々の相に関する有益な情報を提供するベクトル表示を備えています。 直感的なユーザーインターフェイスにより、システムバランスと電圧と電流の進み/遅れの関係を即座に把握できます。

アクセサリ
高性能 電圧プローブ
型式

電圧範囲

周波数範囲

仕様

TT-HV250

2500Vpk

300MHz

高電圧プローブ（パッシブタイプ）2.5kVpk 100:1

TT-HVP

15000Vpk

50MHz

高電圧プローブ（パッシブタイプ）15kVpk 1000:1

ATT10

30Vpk

30MHz

10:1 電圧減衰器（HVプローブと組み合わせて使用する際にプローブの出力電圧が 3Vpkを超える場合に使用（BNC入力→BNC出力）

ATT20

60Vpk

30MHz

20:1 電圧減衰器（HVプローブと組み合わせて使用する際にプローブの出力電圧が 3Vpkを超える場合に使用（BNC入力→BNC出力）

ULCP

3000Vpk

2MHz

1000:1 超低容量プローブ（アクティブタイプ）、測定対象が低容量のアプリケーションで仕様（1pF以下）TT-HV250 2.5kVpk プローブ

TT-HVP 15kVpk プローブ

ATT10

ULCP

高性能 外部電流測定オプション

4

型式

最大電流範囲

HF003

3Arms - 30Apk

周波数範囲

470 m Ω（± 0.1%）

0.001˚ / kHz

3Arms 外部電流シャント BNC 出力（PPA 外部センサ入力 BNC へ接続）

HF006

6Arms - 60Apk

100 m Ω（± 0.1%）

0.002˚ / kHz

6Arms 外部電流シャント BNC 出力（PPA 外部センサ入力 BNC へ接続）

HF020

20Arms - 200Apk

10 m Ω（± 0.1%）

0.01˚ / kHz

20Arms 外部電流シャント BNC 出力（PPA 外部センサ入力 BNC へ接続）

HF100

100Arms - 1000Apk

1 m Ω（± 0.1%）

0.05˚ / kHz

100Arms 外部電流シャント BNC 出力（PPA 外部センサ入力 BNC へ接続）

DC - 1MHz

基本確度

位相確度

仕様

HF200

200Arms - 2000Apk

0.5 m Ω（± 0.1%）

0.1˚ / kHz

200Arms 外部電流シャント BNC 出力（PPA 外部センサ入力 BNC へ接続）

HF500

500Arms - 5000Apk

0.2 m Ω（± 0.1%）

0.1˚ / kHz

500Arms 外部電流シャント BNC 出力（PPA 外部センサ入力 BNC へ接続）

外部シャント抵抗 HF-003

外部シャント抵抗 HF-100

外部シャント抵抗 HF-200

外部シャント抵抗 HF-500

電流クランププローブ／カレントトランス（CT）タイプ：AC専用
型式
電流測定範囲周波数範囲
M3 UB 50A-1V
100mA～50A
40Hz～5kHz
40Hz～5kHz
M3 U 100A-1V
1A～100A
40Hz～5kHz
S UE 200A-1V
1A～200A

基本確度

仕様

クランプ径

測定カテゴリ

100mA ～ 50A（ ACタイプ）
1A ～ 100A（ ACタイプ）
1 A ～ 200A（ ACタイプ）

15mm×17mm
15mm×17mm
50mm φ1A ～ 250/500/1000A（ ACタイプ）

50mm φ600V CATIII

1A ～ 1000A（ ACタイプ）
0.5A ～ 1000A（ ACタイプ）
0.5A ～ 1000A（ ACタイプ）

43mm φ54mm φ54mm φ600V CATIII
600V CATIII
600V CATIII

S UE 250 500 1000-1V

1A～250A/500A/1000A

40Hz～5kHz

US UE 1000A-1V
SM UE 1000A-1V
SM UB 1000A-1V

1A～1000A
0.5A～1000A（1%>100A）
0.5A～1000A（0.5%>10A）

40Hz～5kHz
15Hz～15kHz
15Hz～15kHz

1%
1%
1%
1%（250A）
0.5%（500+1000A）
1%
1%
0.5%

P32 UE 1000A-1V

5A～1000A

40Hz～5kHz

1%

5 A ～ 1000A（ ACタイプ）

83mm φ（125mm×47mm または100mm×58mm）

600V CATIII

P32 UE 3000A-1V

5A～3000A

40Hz～5kHz

1%

5 A ～ 3000A（ ACタイプ）

83mm φ（125mm×47mm または100mm×58mm）

600V CATIII

カレントクランププローブ M3-UB 50A-1V

カレントクランププローブ S-UE 200A-1V

電流クランププローブ／ホール素子タイプ: AC + DC
型式
測定電流範囲周波数範囲
SC 3C 100A-1V
1A ～ 100A
DC ～ 5kHz
DC ～ 2kHz
SC 3C 1000A-1V
1A ～ 1000A
DC ～ 2kHz
P20 3C 2000A-2V
40A ～ 1000 / 2000A
DC ～ 2kHz
P40 3C 4000A-2V
40A ～ 2000 / 4000A
DC ～ 2kHz
P50 3C 5000A-2V
50A ～ 1000 / 5000A

カレントクランププローブ SC 3C 100A-1V

基本確度

2%
1%
1%
1.5%
1.5%

仕様

1A ～ 100A（ AC+DCタイプ）
1A ～ 1000A（ AC+DCタイプ）
40A ～ 2000A（ AC+DCタイプ）
40A ～ 4000A（ AC+DCタイプ）
50A ～ 5000A（ AC+DCタイプ）

カレントクランププローブ SC 3C 1000A-1V

ロゴスキーコイル電流プローブ：AC専用 ／ ゼロフラックス方式電流トランデューサ：AC+DC
型式
測定電流範囲周波数範囲
基本確度

WR5000 Rogowski

1A～5000A

1Hz～1MHz

0.5%

WR10000 Rogowski

1A～10000A

1Hz～1MHz

0.5%

LEM IT 60-S

0A～60A DC/pk（42Arms）

DC～ 800kHz

0.01%

LEM IT 65-S

0A～60A DC / 85A pk（60Arms）

DC～ 800kHz

0.01%

LEM IT 200-S

0A～200A DC/pk（141Arms）

DC～ 500kHz

0.01%

LEM IT 205-S

0A～200A DC/ 283A pk（200Arms）

DC～ 1MHz

0.01%

LEM IT 400-S

0A～400A DC/pk（282Arms）

DC～ 500kHz

0.01%

LEM IT 405-S

0A～400A DC/ 566A pk（400Arms）

DC～ 300kHz

0.01%

LEM IT 700S

0A～700A DC/pk（495Arms）

DC～ 100kHz

0.01%

LEM IT 1000S

0A～1000A DC/pk（707Arms）

DC～ 500kHz

0.01%

LEM IT 605S

0A～ 600A DC/ 849A pk（600Arms）

DC～ 300kHz

0.01%

LEM IT 600S

0A～ 600A DC/pk（425Arms）

DC～ 300kHz

0.01%

LEM ITN 900S

0A～ 900A DC/pk（636Arms）

DC～ 300kHz

0.01%

LEM ITN 1000S

0A～ 1000A DC/pk（707Arms）

DC～ 300kHz

0.01%

LEM IN1000-S

0A～ 1000A DC/ 1500Apk（1000Arms）

DC～ 440kHz

0.01%

LEM IN2000-S

0A ～ 2000A DC/ 3000Apk（2000Arms） DC ～ 140kHz

0.01%

電流トランデューサ LEM用電源（LEM-1 インタフェース)
型式

LEM-1 Interface

カレントクランププローブ SM-UB 1000A-1V

1A ～ 5000A AC専用ロゴスキーコイル
要電源：PPAシリーズより給電
1A ～ 10000A AC専用ロゴスキーコイル
要電源：PPAシリーズより給電
60A ゼロフラックス方式電流トランデューサ
要電源：LEM-1インタフェース
60A ゼロフラックス方式電流トランデューサ
要電源：LEM-1インタフェース
200A ゼロフラックス方式電流トランデューサ
要電源：LEM-1インタフェース
200A ゼロフラックス方式電流トランデューサ
要電源：LEM-1インタフェース
400A ゼロフラックス方式電流トランデューサ
要電源：LEM-1インタフェース
400A ゼロフラックス方式電流トランデューサ
要電源：LEM-1インタフェース
700A ゼロフラックス方式電流トランデューサ
要電源：LEM-1インタフェース
1000A ゼロフラックス方式電流トランデューサ
要電源：LEM-1インタフェース
600A ゼロフラックス方式電流トランデューサ
要電源：LEM-1インタフェース
600A ゼロフラックス方式電流トランデューサ
要電源：LEM-1インタフェース
900A ゼロフラックス方式電流トランデューサ
要電源：LEM-1インタフェース
1000A ゼロフラックス方式電流トランデューサ
要電源：LEM-1インタフェース
1000A ゼロフラックス方式電流トランデューサ
要電源：LEM-1インタフェース
2000A ゼロフラックス方式電流トランデューサ
要電源：LEM-1 インタフェース

仕様

LEMトランスデューサーをPPAに接続するための電源と負荷抵抗の組み合わせインターフェース

WR5000 ロゴスキー電流プローブ

LEM-1 Interface

カレントクランププローブ P32-UE 1000A-1V

要電源：バッテリー006P（角型9V）×１個
クランプ径
測定カテゴリ50mm φ600V CATIII
59mm φ600V CATIII
83mm φ600V CATIII
83mm φ600V CATIII
83mm φ600V CATIII

カレントクランププローブ P20 3C 2000A-2V
仕様

600V CATIII
600V CATIII
600V CATIII

カレントクランププローブ P50 3C 5000A-2V

センサコイル長／センサ穴径

測定カテゴリ

コイル長600mm

600V CATIII

コイル長600mm

600V CATIII

26mm

600V CATIII

26mm

600V CATIII

26mm

600V CATIII

26mm

600V CATIII

26mm

600V CATIII

30mm

600V CATIII

30mm

300V CATIII

30mm

300V CATIII

30mm

300V CATIII

30mm

300V CATIII

30mm

300V CATIII

30mm

300V CATIII

38.2mm

1000V CATII

70mm

1000V CATIII

適合性

上記すべてのLEMトランデューサ

LEM IT 700-S

基本確度

0.1%

5

校正と ISO17025 認証■ UKAS 校正

PPA500■認定の範囲PPA500

PPA1500

Newtons4thは正式認定されたUKAS校正ラボです。すべてのPPA500およびPPA1500パワーアナラ
イザーには、ISO17025 UKAS校正証明書が標準として付属しています。 N4Lパワーアナライザーの
校正は、お客様へのサービスの不可欠かつ重要な部分であり、迅速な納期を競争力のある価格で提供します。再校正のご用命は販売店にお問い合わせください。
7949

PPA1500

Newtons4thのISO17025認定範囲は幅広く、概要は以下の通りです。より具体的な情報については、UKAS Web
サイトを参照していただくことができます。
ISO17025 UKAS 校正の認定範囲
信号振幅

周波数範囲

電圧正弦波振幅

1V ～ 1008V

16Hz to 850Hz

高調波電圧振幅

0V ～ 302V

16Hz to 6kHz

電流正弦波振幅

100mA ～ 48A

16Hz to 850Hz

高調波電流振幅

0A ～ 15A

16Hz to 6kHz

電圧と電流の位相差-180˚ ～ +180˚

16Hz to 850Hz

皮相電力

100mVA ～ 48.4kVA

16Hz to 850Hz

AC 有効電力

0W ～ 48.4kW

16Hz to 850Hz

AC 有効電力 ( 熱量計による )0W ～ 5W

45Hz to 2MHz

IEC61000-4-7 による高調波電流振幅

0A ～ 6A

16Hz to 6kHz

Pinst( 正弦波変調 )Pinst( 矩形波変調 )Pst
IEC61000-4-15 によるフリッカ

周波数変動
複数のゼロクロスを含む電圧歪IEC61000 による

側波帯を含む高調波
フェーズジャンプ
デューティ比による矩形の変化

IEC61000-4-15 によるインピーダンスネットワーク

抵抗とリアクタンス

33 m Ω to 400 Ω

電力測定計装校正の専門として、Newtons4th
社 は、 市 販 の 校 正 機 器（UKAS認 定 のFluke
6105Aなど）とNewtons4th社にて特注信号発生器の両方を利用して全周波数範囲(最大2MHz)に対応します。
このような信号発生器は市販されていないことを考えると、全周波数範囲にわたる校正は一般的なものではありません。
すべてのお客様は、Newtons4th社のアナライ
ザーにより、全周波数範囲をカバーする校正証明書を受けることができます。

6*UKAS Calibration is available from N4L UK HQ only, details of calibration performed at other locations is subject to local accreditation, please contact your local office for more details.

仕様
PPA500

PPA1500

周波数範囲

Normalモード
x10モードDC, 10mHz～500kHz
DC, 10mHz～100kHz

Normalモード
x10モードDC, 10mHz～1MHz
DC, 10mHz～100kHz

電圧入力
直接入力

外部入力

レンジ
確度

Normalモード
x10モードNormalモード
x10モードレンジ

Normalモード
x10モードNormalモード
x10モード

1Vpk～2500Vpk（1000Vrms）の8レンジ
100mVpk～300Vpk（1000Vrms）の8レンジ
0.05% Rdg+0.1% Rng+
（0.005%×kHz Rdg）+5mV
0.05% Rdg+0.1% Rng+
（0.01%×kHz Rdg）+1mV
1mVpk～3Vpk の8レンジ【BNCコネクタ 最大入力3Vpk 】

0.05% Rdg+0.1% Rng+
（0.005%×kHz Rdg）+5uV

0.05% Rdg+0.1% Rng+
（0.005%×kHz Rdg）+5uV

左記の周波数では、標準のレンジ誤差（Rng）の項で0.1%→0.05%を適用

左記の周波数では、標準のレンジ誤差（Rng）の項で0.1%→0.05%を適用

確度40-850Hz

1Vpk～2500Vpk（1000Vrms）の8レンジ
100mVpk～300Vpk（1000Vrms）の8レンジ
0.05% Rdg+0.1% Rng+
（0.005%×kHz Rdg）+5mV
0.05% Rdg+0.1% Rng+
（0.01%×kHz Rdg）+1mV
1mVpk～3Vpk の8レンジ【BNCコネクタ 最大入力3Vpk 】

電流入力
レンジ

20Arms 電流シャント抵抗4mm安全バナナ（メス）仕様

確度

直接入力
レンジ

30Arms 電流シャント抵抗4mm安全バナナ（メス）仕様

外部入力
BNCコネクタ（最大入力（外部電流/シャント
3Vpk）
センサ入力用）Normalモー 100mApk～300Apk（20Arms）in 8
レンジ
rangesx10モード 10mApk～30Apkの8レンジ
Normalモー 0.05% Rdg + 0.1% Rng +（0.005% x
ドkHz Rdg）+ 500uA
確度
0.05% Rdg + 0.1% Rng +（0.01% x
x10モードkHz Rdg）+ 100uA
Normalモー 300mApk～1000Apk（30Arms）の8レ
ド

ド

ンジ

レンジ

x10モード 30mApk～100Apkの8レンジ

確度

Normalモー 0.05% Rdg + 0.1% Rng +（0.005% x
ドkHz Rdg）+ 1mA
0.05% Rdg + 0.1% Rng +（0.01% x
x10モードkHz Rdg）+ 300uA

確度

レンジ

1mVpk～3Vpkの8レンジ

レンジ

確度

0.05% Rdg+0.1% Rng+（0.005%×kHz Rdg）+ 5µV 確度

左記の周波数では、標準のレンジ誤差（Rng）の項で0.1%→0.05%を適用

40-850Hz

Normalモード

100mApk～300Apk（20Arms）の8レンジ

x10モード10mApk～30Apkの8レンジ

Normalモード

0.05% Rdg + 0.1% Rng +（0.005% x kHz Rdg）+ 500uAx10モード

0.05% Rdg + 0.1% Rng +（0.01% x kHz Rdg）+ 100uA

Normalモード

300mApk～1000Apk（30Arms）の8レンジ

x10モード30mApk～100Apkの8レンジ

Normalモード

0.05% Rdg + 0.1% Rng +（0.005% x kHz Rdg）+ 1mA

x10モード

0.05% Rdg + 0.1% Rng +（0.01% x kHz Rdg）+ 300uA

1mVpk～3Vpkの8レンジ
0.05% Rdg+0.1% Rng+（0.005%×kHz Rdg）+ 5µV
左記の周波数では、標準のレンジ誤差（Rng）の項で0.1%→0.05%を適用

位相確度

Normalモード
x10モード0.01deg+（0.01deg x kHz）
0.01deg+（0.02deg x kHz）

0.01deg+（0.01deg x kHz）
0.01deg+（0.02deg x kHz）

Normalモード[0.1%+0.1%/pf+（0.01%×kHz）/pf] Rdg+0.1%VA Rng[0.1%+0.1%/pf+（0.01%×kHz）/pf] Rdg+0.1%VA Rng

x10モード

[0.1%+0.1%/pf+（0.02%×kHz）/pf] Rdg+0.1%VA Rng[0.1%+0.1%/pf+（0.02%×kHz）/pf] Rdg+0.1%VA Rng

有効電力確度40-850Hz

左記の周波数では、標準のレンジ誤差（Rng）の項で0.1%→0.05%を適用

左記の周波数では、標準のレンジ誤差（Rng）の項で0.1%→0.05%を適用

確度を規定した最小測定電流

PPA5/1500 20A
PPA5/1500 30A
その他一般仕様
クレストファクタ
サンプルレート
IEC規格測定アプリケーションモード

1mA
3mA

1Ms/s全てのチャネルでNo-Gap
IEC62301/EN50564 待機電力測定
照明用安定器，突入電流, 待機電力

CMRR - Common Mode Rejection Ratio（同相信号除去比）

測定パラメータ

20（電圧・電流）1Ms/s全てのチャネルでNo-Gap
IEC62301/EN50564 待機電力測定
照明用安定器，突入電流, 待機電力

250V @ 50Hz - ≥ 1mA（150dB）
100V @ 100kHz - ≥ 3mA（130dB）

有効電力W, 皮相電力 VA, 無効電力 VAr, 力率pf, 電圧 V & 電流 A - 実効値rms, 平均値, AC成分, DC成分, ピーク, サージ, クレストファクタcf, 波形率ff, Y-Δ 電圧, ±ピーク
周波数Hz, 位相deg, 基本波成分 fundamental, インピーダンスZ
高調波, 全高調波歪率 THD, 電話干渉係数 TIF, 電話高調波係数 THF, 全定格歪 TRD, 全需要歪 TDD
積算電力, データロギング, トータル電力, 中性線電流
データログ機能-最大4種のパラメータをユーザーが選択しロギングが可能（PCソフトウェア使用時は30種に対応）
データログ間隔
No-Gap解析, 最小間隔10ms
No-Gap解析, 最小間隔10ms
メモリ
16,000 レコード
16,000 レコード
通信用インタフェース
RS232
ボーレート最大 38.4kbps,RTS/CTS フロー制御
LAN（オプションL）10/100 Base-T イーサーネットオートネゴシエーション（標準対応）10/100 Base-T イーサーネットオートネゴシエーション
GPIB（オプション G-E）IEEE488.2 互換 - 外部通信ボックス経由（オプション G-E）IEEE488.2 互換 - 外部通信ボックス経由
USB
USB 2.0 and 1.1 互換
拡張端子
標準対応
（電源並びにオプションの制御に使用）標準付属アクセサリ
通信ケーブルPower, RS232, USB
Power, RS232, USB
電圧電流20A（20A バージョン）または 36A（HC 30A バージョン）長さ1.5m 4mm安全バナナ（スタック接続可）
接続ケーブル
赤×1本, 黄×1本, 黒×2 本／1相当たり
接続クリップ4mm安全バナナ用ワニ口クリップ4mm 赤×1個, 黄×1個, 黒×2個／1相当たり
CD-ROMCommView2（RS232/USB/LAN対応）-コマンドライン, スクリプト 通信ソフトウェア ／PPA Data Logger（RS232/USB/LAN対応）-データロギング 他
Documents
ユーザマニュアル
（英文・和文）, リモートマニュアル（英文）, 校正証明書（検査成績書付）, クイックスタートガイド（英文）
機構的仕様／使用環境
入力RC
電圧減衰器ならびに外部センサ入力：1MΩ//30pF
ディスプレイ
480×272 ドットフルカラーTFT 液晶, 白色 LEDバックライト
外形寸法／重量
92H×215W×312D mm（ 脚を除く）／3.3kg（1相モデル）, 4kg（3 相モデル）
安全な絶縁電圧
1000Vrms または DC（CATII）, 600Vrms または DC（CATIII）
電源電圧
90～265Vrms, 50～ 60Hz, 35VA 最大
23℃±5℃の周囲温度（またはラックマウント時の吸気温度）、20～90％の結露しない相対湿度
動作環境
5～18℃および28～40℃での読み取り値は、1℃あたりの温度係数±0.01％を加算する
電圧減衰器の過大許容入力
20ms以内2.5kV PK（1.5kV rms）
5秒以内
2.5kV PK（1.1kV rms）
連続
2.5kV PK（1.0kV rms）

7

各パワーアナライザの機能性能比較
PPA500

PPA1500

PPA3500

PPA4500

V, A 読み誤差0.05%

電力 読み誤差0.10%

内部チャネル数
同期オプション
（マスタ・スレーブ）

PPA5500

0.05%

0.04%

0.03%

0.01%

0.10%

0.06%

0.04%

0.03%

1～3

1～3

1～ 6

1～3

1～3

—

—

—

4～ 6

4～ 6

20 & 30A シャントモデル

DC ～ 500kHz

DC ～ 1MHz

DC ～ 1MHz——

10 & 30A シャントモデル

—

—

—

DC ～ 2MHz

DC ～ 2MHz

50A シャントモデル

—

—

—

DC ～ 1MHz

DC ～ 1MHz

2500Vpk（1kVrms）

2500Vpk（1kVrms）

2500Vpk（1kVrms）

3000Vpk（1kVrms）

3000Vpk（1kVrms）

8

8

8

8

9
○

基本確度

相数

周波数帯域

直接電圧入力最大電圧入力切り替えレンジ数
直接電流入力

10Arms モデル

—

—

—

○

20Arms モデル

○

○

○

—

—

30Arms モデル

○

○

○

○

○

50Arms モデル

—

—

—

○

○

切り替えレンジ数

8

8

8

8

9

スコープ表示・グラフ表示

—

○

○

○

○

ベクトル表示

—

○

—

—

—

USBメモリポート

○

○

○

○

○

LANポート

○

○

○

○

○

GPIBポート

○

○

○

○

○

RS232ポート

○

○

○

○

○

リアルタイムクロック

○

○

○

○

○

19インチラックマウントオプション

○

○

○

○

○

トルク・スピード入力

—

—

○

○

○

IEC61000 規格測定
（高調波フリッカ）

—

—

—

—

○

PWM モータドライブ測定モード—○
フィルタリング
オプションを使用○○○

オシロスコープ・グラフィック

—

○

○

○

○

トランス解析モード

—

—

○

○

○

PWMフィルタオプション

—

2

7

7

7

300/s

300/s

300/s

600/s

1800/s4 パラメータ

4 パラメータ

32 パラメータ

16 パラメータ

16 パラメータ

16000

16000

5M

5M

10M

—

—

—

—

○

192kB

192kB

500MB

500MB

1GB

その他一般仕様

高調波解析速度
内部データロギング
データログのレコード数
航空機測定規格 ABD0100.1.8モード
内部メモリ容量高調波解析最大次数

50

50

100

100

417

最小ウインドウ（解析）サイズ

10ms

5ms

5ms

2ms

2ms

92×215×312

92×215×312

92 x 404 x 346

130 x 400 x 315

130 x 400 x 315

3.3 ～ 4kg

3.3 ～ 4kg

5 ～ 7kg

5.4 ～ 6kg

5.4 ～ 6kg

外形寸法
（脚を除く）H x W x D（mm）
重量

— 未対応

○オプション対応○ 標準対応※全ての仕様は23℃±5℃の場合を示しますが、これらの仕様は予告なく変更する場合があります。

The N4L product range also includes Frequency Response and Impedance Analyzers, Selective Level Meters and Laboratory Power AmplifiersApplications

PSM17xx

PSM3750• Power supply phase margin and gain
margin (FRA)• Inductance, Capacitance and Resistance (LCR)• Analysis of mechanical vibration (HARM)• Phase Angle Voltmeter (PAV)

10µHz ～ 35MHz

10µHz ～ 50MHz

Contact your local N4L Distributor for further details※ 製品を廃棄する場合には、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。 ●製品改良等により、外観および性能の一部を予告なく変更することがあります。
●ここに記載しました内容は、2020年3月現在のものです。
※ 社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。
●お問い合せは、下記当社営業部および営業所または取次店へお問い合わせください。 ●価格は変更の可能性があります。ご注文の際にはご確認を頂けますようお願い申し上げます。

技術的なお問い合わせ フリーダイヤル：●ご相談／お問い合せは

0120-102-389 E-mail:info-tme@iwatsu.co.jp

受付時間 土日祝日を除く営業日の 9:00 ～ 12:00/13:00 ～ 17:00

URL: http://www.iti.iwatsu.co.jp■第二営業部 計測営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41■第二営業部 アカウント営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41

TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492
TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492■第二営業部 国際営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41
TEL 03-5370-5483 FAX 03-5370-5492■西日本支店 計測営業担当 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-3-6山岡ビル1F TEL 06-6535-9200 FAX 06-6535-9215

C.S(OK)202002
8201-5268-0