DATOS TÉCNICOS
Duramin-3000

Duramin-3000
Métodos de dureza

BrinellISO 6506
ASTM E10JIS Z 2243

Conversión

Rango de fuerza
Fuerza de ensayo

612,9-29420 N (62,5-3000 kgf)
Aplicación de fuerza

Semiautomático, bucle cerrado, realimentación de fuerza, carga,espera, descarga

Tolerancia de fuerza de ensayo<0,5%

Ajustes de tiempo de espera

10 segundos por defecto, ajustable de 1 a 999 segundos

Torreta
Datos eléctricos

Conversiones a otros métodos de dureza conforme a ASTM
E140, ISO 18265, GB/T 1172

1Suministro eléctrico

100 Vca-240 Vca, 50/60 Hz, monofásica

Consumo de energía (carga)

45 W

Consumo de energía (inactivo)

28 W

Consumo de energía (carga máx.) Consumo de energía(carga máx.) Consumo de energía (carga máx.)

105 W

Alimentación de entrada

Monofásica (N+L1+PE) o bifásica (L1+L2+PE)
La instalación eléctrica debe cumplir con la Categoría deinstalación II

Interruptor diferencial(RCCB)
Dimensiones

Tipo A, 30 mA, obligatorio dependiendo de los reglamentoslocales.
Ancho

180 mm (7,1”)

Profundidad

607 mm (23,9”)

Altura785 mm (30,9”)Peso

132 kg (291 lb)

Método de lectura

Cámara portátil con lectura automática

Resolución de lacámara de visión
generalN/A

Campo de visión de lacámara de visión
generalN/A

Resolución de lacámara de medición

5 MpixPosiciones en la piezade la nariz

1

DATOS TÉCNICOS
Duramin-3000

Duramin-3000
Posición en la piezade la nariz paracámara de visión
generalN/ANº máx. depenetradores Nº máx.
de penetradores Nºmáx. de penetradores

1Nº máx. depenetradores Nº máx.
de penetradores Nºmáx. de penetradores
Nº máx. depenetradores

0Eje del penetrador

Diámetro

6,35 mm (0,25”)

Objetivos estándar
incluidos

N/A

Eje Z

Manual

Mesa XY/YunqueYunqueTamaño de la mesa

Ø200 mm (7,9”)

Recorrido de la mesa
(rango dedesplazamiento)

N/A

Iluminación
automática

SíIluminación de la mesa

N/A

Guía láser/LED

N/A

SoftwareexternoSoftware operativo

Controlador integrado de alto rendimiento, i7, mSSD de 120 GB,MS Windows 10

PC integrado

SíMonitor

Pantalla táctil capacitiva de 6,5”, modo vertical

Vista doble

N/AConexión para impresora

N/AConexión Ethernet

SíExportación de datos

4 puertos USB, ethernet LAN, Wi-Fi, RS232, Bluetooth, HDMI
(dependiendo de la configuración)

Salida de datos

Certificación XML, CSV, Q-DAS (opcional)

Módulos de software

Carga de ensayo total, máx., min., promedio, rango, desviación
estándar, todo en tiempo real después de cada ensayo

Altura de la muestra

110 mm (4,3”)

DATOS TÉCNICOS
Duramin-3000

Duramin-3000
Profundidad degarganta

215 mm (8,5”) (del centro del penetrador hacia atrás)

Normas de seguridad

Etiquetado CE de conformidad con las directivas de la UE

ALCANCE

Para obtener información sobre REACH, póngase en contacto
con su oficina local de Struers

Entorno deoperaciones

Temperatura ambiente

10-35 °C (50-95 °F)

Humedad10-90% de humedad relativa sin condensación

Categorías del circuitode seguridad / Nivel derendimiento

Parada de emergencia

EN ISO 13849-1, PL c, categoría 1Nivel de ruido

Nivel de presión acústica de emisión ponderado A en lasestaciones de trabajo<70 dB(A)

Nivel de vibraciones

Durante el funcionamiento

La exposición total a vibraciones del tren superior del cuerpo noes superior a 2,5 m/s2.

Comentarios
especiales

Categoría de parada 0

Para la bola de 2,5 mm se necesita una cámara de granaumento.
Para la bola de 5 mm compruebe si se necesita una cámara degran aumento.
Se necesita una cámara de gran aumento para la bola de 5 mm
si se utiliza el ensayo Brinell HB5/250 o cargas inferiores a250 kgf.
Con el ensayo Brinell HB5/750 se necesita una cámara de granaumento para durezas superiores a 350HBDoc. nº: 16677750_A_esFecha de publicación: 30-06-2023