SAT

AKE

MIX

ING

TORQUEMETER

CAT.No.撹-12（200）実 験・研 究 開 発 用 ト ル ク メ ー タ 付 き 撹 拌 機 がさらにパワーアップ

これまでのST-3000Ⅱよりも最大測定トルクが25％ UPし、液晶画面にグラフ表示機能を追加しました。
サタケミキシングトルクメータST-4000は、従来型ST-3000Ⅱよりもさらにパワーアップし、より使いやすさを追求しました。従来の高いトルク測定精度をそのままに、最大測定■専用ソフトウェア

StirPC for ST-4000
PC上で本体の操作が可能で、回転数、トルクなど測定条件おトルクが0.32N･mから0.4N･mに25％ UPしました。さらに、従来型よりも本体サイズをよよび測定結果を表示できます。また、撹拌動力、動力数、Pv値、りコンパクトに改良しました。液晶画面にはグラフ表示機能を追加し、これまでオプショ

撹拌Re数、参考粘度などを同時に算出及び表示できます。経時ン機能だったPC制御が標準仕様となりました。

変化に対するグラフ作成機能を備えると共に、CSV形式でのデータの保存が可能です。

用途■撹拌の基礎的データ
撹拌の基礎的データ（動力値、Np値）の採取
最適撹拌条件の探索、スケールアップの検討■最適撹拌条件の探索、従来より25％ UP反応、混合中などの物性変化の測定■反応、スラリー液、混合物の物性と品質の管理など■スラリー液、●最大測定トルク0.40N・mで低粘度撹拌から中・高粘度撹拌にも対応できます。

構を備えています。

●液晶タッチパネル方式での対話型簡単操作で、回転速度、トルクとも最大測定トルク0.4 N・m

ディジタル表示されます。またグラフ表示機能を搭載しています。

●エアーパージ口から加圧エアーを導入することにより、本体への腐食性ガスなどの侵入を防ぐことができます。

●マニュアル運転をおこなう際、事前にターゲット回転速度（目標回転●あらゆる撹拌目的に対応するため、標準形式の代表インペラに加え、速度）が表示されるので、撹拌開始時（起動時）からのダイレクト運転

高性能撹拌翼スーパーミックスシリーズ3種類を含む5種類の撹拌翼が標準で付属しています。

が可能です。
●スタンドアローンで用いることを考慮し、タッチパネル上では安定したトルク（5秒平均）が表示されます。

PAT.No.5038689●トルク計測部に過大なトルクが作用しても故障が起こらない安全機●アナログ出力用 BNC端子を備えていますので、お手持ちのデータロガーからPCに入力することができ、急激な変化を伴う計測や、経時的なトルク解析が可能です。

●ミキシングシャフトの着脱部には、イナーシャーの影響を低減するためコンパクトなSUS304製のコレットチャックを専用開発しました。
●本体、コントロールボックス共に持ち運びも容易な軽量・コンパクト設計です。
●錆や腐食に強いSUS304製の専用スタンドが標準で付属します。

幅広い撹拌目的に対応するため、高性能撹拌翼スーパーミックス®シリーズを標準で付属しています。
標準インペラ：2種類

定価117万円（税別）高性能撹拌翼スーパーミックス®シリーズ：3種類

グラフ表示

速度操作画面

切替

4PP

6FT

HR100（翼径:d=80mm）

HS604（翼径:d=105mm）

MR203（翼径:d=105mm）

4枚ピッチドパドル

6枚フラットタービン（翼径:d=80mm）（翼径:d=72mm）

3枚 プ ロ ペ ラ よ り 吐 出 性
能が良い軸流翼。多段撹拌
（6FTやHS604と の 組 み 合わせ）にも適しています。

槽内均一分散性能に優れたボトムパドル翼。固一液系撹拌及びスラリー撹拌に最適で槽底部設置により液面変動・均一排出に追従します。

従来のアンカーやリボン翼の混合不良部を改善。粘度変化や物性変化を伴う用途に適した広幅大型翼です。

※その他のインペラもオプション（別売り）としてご用意しています。
詳細につきましては弊社販売サービス部窓口もしくは販売元までお問い合わせください。

※スーパーミックス®は佐竹マルチミクス株式会社の登録商標です。

■検出器仕様（本体)■表示器仕様（コントロールボックス）

駆動モータ

ACサーボモータ

シャフト径φ8ｍｍ

トルク検出範囲

出力200W

回転数制御

タッチパネル

0～0.4N・m

回転数表示

10～1950min-1（正転・逆転）

回転数
トルク精度

±2.0％ F.S.以内

外径寸法67 (W)×75 (D)×107 (L) mm

質量トルク表示

調整機能

■梱包品

データ出力

●本体
●コントロールボックス

データ入力●通信ケーブル（2本）●PC接続LANケーブル保護装置●電源コード●プラグ変換アダプター
SUS304製

5種
φ8mm ×350mm●ミキシングシャフト

SUS304製●本体固定シャフト

M10ナット付き

ターゲット回転数

実行回転数

タッチパネルディジタル表示

単位変換表示
自動無負荷トルクカーブ調整
スポット無負荷トルク調整
アナログ出力（回転数、トルク共 0 - 10V)
ディジタル出力（Ethernet/専用通信ソフト)
タッチパネルディジタル入力

回転速度指令過電流・過電圧・過負荷保護

電源

AC100V

±10％

温湿度範囲

0 ～ 40℃

0 ～ 85％RH（無結露)外径寸法

190 (W)×270 (D)×183 (H) mm

質量50/60Hz 定格4.9A

約5kg

SUS304製■寸法（mm）●ミキシングシャフト固定治具●専用スタンド

ディジタル表示

方向表示

約1kg

※防爆構造ではありません●インペラ

電気角フィードバック制御

SUS304製

コントロールボックス●スタンド固定クランプレバー（2個）●丸形アイベル水平器

183●片口スパナ●六角レンチ●CD（専用ソフトStirPC for ST-4000）

270●取扱説明書兼保証書

190
撹拌機の輸出は輸出貿易管理令別表第1の3の項(2)に該当し、接液接ガス部が100

107

耐食性金属の製品、テフロン・ガラスなどの耐食性素材でコーティングされている製品が規制対象となります。また、キャッチオール規制の対象となるユー
お客様にて撹拌機を輸出される際は、最新の法令をご確認ください。

(410~700)

ザーへは輸出できません。

専用スタンド※サタケでは、常に品質改善に努めていますので、製品の形や仕様が、カタログ掲載のものと異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

040

350

390
http://www.satake.co.jp
お客様が満足し安心して使用できる製品づくりに徹する

東 京 事 業 所・ 工 場〒 335-0021

埼 玉 県 戸 田 市 新 曽 ６ ６ ☎ (048) 433-8711

大 阪 事 業 所・ 工 場〒 570-0035

大 阪 府 守 口 市 東 光 町 ２ - １ ８ - ８ ☎ (06) 6992-0371

中部販売サービスセンター〒 460-0021

愛知県名古屋市中区平和１- ２１- ９ ☎ (052) 331-6691

撹 拌 技 術 研 究 所〒 335-0021

埼 玉 県 戸 田 市 新 曽 ６ ０ ☎ (048) 441-9200

禁転載

R4.5.5H(TCP)1C3D