PT0pt-17711

Monitor de Gás Portátil

GX-3R Pro
Manual de Instruções
(PT0-165)

2-7-6, Azusawa, Itabashi-ku, Tóquio, 174-8744, Japão
Telefone: +81-3-3966-1113
Fax: +81-3-3558-9110
E-mail: intdept@rikenkeiki.co.jp
Website: https://www.rikenkeiki.co.jp/Índice
1 Visão geral do produto .................................................................................................................................... 5
1-1. Introdução .............................................................................................................................................. 5
1-2. Utilização prevista .................................................................................................................................. 5
1-3. Verificação dos gases alvo de detecção ............................................................................................... 6
1-4. PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTA .................................................................................................... 7
1-5. Padrões de verificação e especificações de proteção contra explosão ............................................... 7
2 Informações importantes sobre segurança..................................................................................................... 8
2-1. Aviso importante sobre a especificação do Japan Ex ........................................................................... 8
2-2. Informação de aviso ............................................................................................................................. 10
2-3. Informação de precaução .................................................................................................................... 11
2-4. Informação de Segurança.................................................................................................................... 13
3 Configuração do produto ............................................................................................................................... 14
3-1. Unidade principal e acessórios padrão ............................................................................................... 14
Unidade principal ................................................................................................................................ 14
Acessórios padrão .............................................................................................................................. 15
3-2. Nomes das peças e funções ............................................................................................................... 16
Unidade principal ................................................................................................................................ 16
Bateria ................................................................................................................................................. 17
Visor LCD ............................................................................................................................................ 18
4. Ativação do Alarme ....................................................................................................................................... 19
4-1. Ativação do alarme de gás .................................................................................................................. 19
4-2. Ativação do alarme de falha ................................................................................................................ 22
4-3. Alarme de pânico ................................................................................................................................. 23
Som da buzina do alarme de pânico e padrões de intermitência da lâmpada .................................. 23
Ativação do alarme de pânico e padrão de alarme ............................................................................ 23
4-4. Alarme de homem morto...................................................................................................................... 24
Som da buzina do alarme de homem morto e padrões de intermitência da lâmpada ...................... 24
Visor do alarme de homem morto e padrões de alarme .................................................................... 24
5 Instruções de Uso.......................................................................................................................................... 25
5-1. Antes de usar o produto ....................................................................................................................... 25
5-2. Preparação da inicialização ................................................................................................................. 25
5-2-1. Carregamento e colocação da bateria de íons de lítio (BUL-3R) ............................................ 25
5-2-2. Colocação da bateria seca (BUD-3R) ...................................................................................... 28
5-3. Inicialização.......................................................................................................................................... 30
Ligando ................................................................................................................................................ 30
Transição da tela de ativação para exibição da tela de medição ...................................................... 31
5-4. Calibração do ar ................................................................................................................................... 33
Procedimento de calibração do ar ...................................................................................................... 33
5-5. Detecção do gás .................................................................................................................................. 34
5-5-1. Procedimentos de operação básicos ....................................................................................... 35
5-5-2. Modo de medição ..................................................................................................................... 35
5-6. Desligando ........................................................................................................................................... 37
6 Procedimento de Configuração .......................................................................................................................... 38
6-1. Modo de exibição ................................................................................................................................. 38
6-1-1. Exibição do modo de visor ....................................................................................................... 38
6-1-2. Detalhes do visor do modo de exibição ................................................................................... 38
6-2. Configurações do modo de exibição ................................................................................................... 41
6-2-1. Apagar o visor do valor PEAK .................................................................................................. 41
6-2-2. Seleção de gás de conversão combustível.............................................................................. 42
6-2-3. Configuração da bateria de vida longa .................................................................................... 44
6-2-4. Visor de dados de calibração ................................................................................................... 45
6-2-5. Visor de dados teste ................................................................................................................. 46
6-2-6. Visor do ponto de ajuste do alarme.......................................................................................... 47-2-

6-2-7. Configuração de inversão do LCD ........................................................................................... 48
6-2-8. Configuração da luz de fundo .................................................................................................. 49
6-2-9. Configuração do Bluetooth ....................................................................................................... 49
6-2-10. Ajuste do volume do alarme ................................................................................................... 50
6-2-11. Configuração do idioma do visor ............................................................................................ 50
6-3. Modo usuário ....................................................................................................................................... 52
6-3-1. Exibição do modo usuário ........................................................................................................ 52
6-3-2. Configurações do modo usuário .............................................................................................. 53
6-4. Configurações do modo usuário .......................................................................................................... 54
6-4-1. Teste resposta .......................................................................................................................... 54
6-4-2. Calibração................................................................................................................................. 54
6-4-3. Configuração da data de vencimento da calibração ................................................................ 54
6-4-4. Configuração do teste resposta ............................................................................................... 58
6-4-5. Configuração do alarme de homem morto ............................................................................... 63
6-4-6. Configuração do ponto de ajuste do alarme ............................................................................ 65
6-4-7. Intervalo para o almoço: LIGAR / DESLIGAR ......................................................................... 67
6-4-8. Configuração do bipe de confirmação ..................................................................................... 67
6-4-9. Luz de fundo automática: LIGAR / DESLIGAR ........................................................................ 70
6-4-10. Configuração do tempo de iluminação da luz de fundo ......................................................... 70
6-4-11. Som dos botões: LIGAR / DESLIGAR ................................................................................... 71
6-4-12. Visor do item do modo de exibição: LIGAR / DESLIGAR ...................................................... 71
6-4-13. Seleção da unidade do sensor de CO2 .................................................................................. 72
6-4-14. Calibração do ar do sensor de CO2: LIGAR / DESLIGAR ..................................................... 72
6-4-15. Configuração de data e hora .................................................................................................. 73
6-4-16. Configuração do formato da data ........................................................................................... 73
6-4-17. Configuração do idioma ......................................................................................................... 74
6-4-18. Configuração da senha do usuário ........................................................................................ 75
6-4-19. Visor ROM/SUM ..................................................................................................................... 76
6-4-20. Visor de autenticação do Bluetooth ....................................................................................... 76
7 Manutenção ................................................................................................................................................... 77
7-1. Intervalos de manutenção e itens de manutenção.............................................................................. 77
Serviço de manutenção ...................................................................................................................... 78
7-2. Calibração ............................................................................................................................................ 79
7-2-1. Preparação para calibração ..................................................................................................... 79
7-2-2. Menu de configuração da calibração ....................................................................................... 81
7-2-3. Calibração do ar ....................................................................................................................... 82
7-2-4. Calibração zero de CO2 ............................................................................................................ 84
7-2-5. Calibração automática .............................................................................................................. 85
7-2-6. Configuração automática do cilindro de calibração ................................................................. 86
7-2-7. Seleção da concentração do gás de calibração automática ................................................... 87
7-3. Teste resposta ...................................................................................................................................... 88
7-5. Substituição de peças .......................................................................................................................... 90
7-5-1. Peças de substituição periódica ............................................................................................... 90
7-5-2. Substituição do filtro ................................................................................................................. 92
8 Armazenamento e Descarte .......................................................................................................................... 94
8-1. Procedimentos para armazenamento ou quando não for usado por períodos prolongados ............. 94
8-2. Procedimentos para uso após o armazenamento ............................................................................... 95
8-3. Descarte do produto ............................................................................................................................ 95
9 Resolução de problemas............................................................................................................................... 96
9-1. Anomalias do produto .......................................................................................................................... 96
9-2. Leitura de anomalias ............................................................................................................................ 98
10 Especificações do Produto .......................................................................................................................... 99
10-1. Lista de especificações ...................................................................................................................... 99
10-2. Lista de acessórios .......................................................................................................................... 103
11 Apêndice .................................................................................................................................................... 104
Função de registrador de dados ............................................................................................................... 104-3-

100% LEL = lista de conversão ppm ........................................................................................................ 106
Garantia Limitada e Limitação de Responsabilidade ............................................................................... 107
Histórico de Revisão ................................................................................................................................. 108
Declaração de conformidade .................................................................................................................... 109-4-

1 Visão geral do produto

1-1. Introdução

11Visão geral do produto

1-1. Introdução
Obrigado por ter adquirido o Monitor de Gás Portátil GX-3R Pro (a seguir designado como “produto”). Em
primeiro lugar, confirme se o número do modelo do produto que adquiriu corresponde ao número do modelo
do produto coberto neste manual.
O produto deve ser usado somente por profissionais devidamente treinados.
Os procedimentos de manutenção descritos neste manual devem ser executados somente por profissionais
devidamente treinados. Qualquer procedimento de manutenção não descrito neste manual deve ser
executado pela Riken Keiki ou por nossos engenheiros de serviço certificados. Por favor, entre em contato
com a Riken Keiki.
Este manual descreve como usar o produto e fornece especificações sobre o mesmo. Certifique-se de ter
lido e entendido completamente o conteúdo deste manual antes de usar o produto. Isso se aplica tanto aosusuários iniciantes quanto àqueles que já usaram o produto anteriormente.
Mantenha este manual em um local seguro para referência futura.
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio a fim de permitir melhorias no produto.
Qualquer duplicação ou reprodução deste manual sem permissão é proibida, em parte ou em totalidade.
Além deste manual, também são fornecidos manuais para produtos opcionais (vendidos separadamente).
Consulte seus manuais em conjunto com este manual quando usar produtos opcionais (vendidos
separadamente):1) Manual de Operação da Unidade de Bomba RP-3R (PT0E-166)
2) Manual de Operação do Software do Programa de Gerenciamento de Registro de Dados
SW-GX-3R (PT0E-178)
3) Manual de Operação da Estação de Acoplamento SDM-3R (PT0E-167)
Independentemente do período de garantia, a Riken Keiki não aceita qualquer responsabilidade poracidentes ou danos resultantes do uso do produto.
Certifique-se de ler a política de garantia estabelecida.
Além disso, as especificações do produto podem ser abreviadas neste documento da seguinte forma.
Especificações ATEX / IECEx / INMETRO ： Especificação de exportação
Especificação Japan Ex ： Especificação do Japão

1-2. Utilização prevista
O produto é um monitor multigás equipado com até quatro tipos de sensores para permitir a detecção decinco tipos diferentes de gás usando uma única unidade.
Os gases alvo de detecção variam dependendo dos sensores específicos instalados no produto. Verifique os
gases alvo de detecção antes de usar para confirmar que os gases corretos serão detectados de acordo
com a finalidade prevista.
O produto é um detector de gás projetado para medir as concentrações de produtos químicos no ar em
ambientes de trabalho. Ele mede as concentrações de gases tóxicos, gases combustíveis e oxigênio aos
quais está exposto e emite um alarme se as concentrações excederem os níveis predefinidos, alertando os
usuários dos perigos de envenenamento por gás e por falta de oxigênio.

-5-

1 Visão geral do produto

1-3. Verificação dos gases alvo de detecção

1-3. Verificação dos gases alvo de detecção
A combinação dos gases alvo de detecção variará dependendo dos sensores específicos instalados no
produto.
Verifique os gases alvo de detecção na placa de identificação fixada na parte traseira do produto antes deusá-lo.

Parte traseira

Os gases alvo de detecção podem ser verificados através do código
do produto.
(Fixo)<Sensor>Posição

Espec.

①

Sensor de gás combustível (HC ou CH4)②

Sensor de oxigênio (O2)③④

Sensor de monóxido de carbono / sulfato dehidrogênio (CO / H2S)
Sensor de monóxido de carbono (CO)*Sensor de dióxido de enxofre (SO2)Sensor de sulfato de hidrogênio (H2S)
Sensor de monóxido de carbono (CO)⑤⑥

Modelo dosensor
NCR-6309
NCR-6309
ESR-X13P

Símbolo
H: Instalado (HC)
M: Instalado (CH4)
0: Não instalado
1: Instalado
0: Não instalado

ESR-A1DP

E1
E2
E3
E4
E5

Sensor de dióxido de enxofre (SO2)ESR-A1CPESR-A13D
ESR-A13i
ESR-A13P
ESR-A13D

Sensor de sulfato de hidrogênio (H2S)
Sensor de dióxido de carbono (CO2) <vol%>Sensor de dióxido de carbono (CO2) <ppm>-

ESR-A13i
IRR-0409
IRR-0433
-

E4
D1
D2
00

E3

<Bateria>
Posição

Modelode bateria
BUL-3R
BUD-3R

Espec.

Bateria de íons de lítio
Bateria alcalina<Função BLE>
Posição
Espec.
BLE suportado⑧
BLE não suportado⑦

Símbolo
L
D

Símbolo10* O sensor de monóxido de carbono (ESR-A1CP) inclui uma função de correção para reduzir ainterferência devido ao hidrogênio.
Essa função funciona para concentrações de hidrogênio até 2.000 ppm.

-6-

1 Visão geral do produto

1-4. PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTA

1-4. PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTA
Este manual usa os seguintes títulos para garantir um trabalho seguro e eficaz:

PERIGO

Indica situações em que o manuseio incorreto pode resultar em
ferimentos fatais ou graves às pessoas ou em danos graves àpropriedade.

AVISO

Indica situações em que o manuseio incorreto pode resultar em
ferimentos graves às pessoas ou em danos graves à propriedade.

CUIDADO

Indica situações em que o manuseio incorreto pode resultar em
ferimentos leves às pessoas ou em pequenos danos à propriedade.

NOTA

Indicação de dicas de manuseio.

1-5. Padrões de verificação e especificações deproteção contra explosão
As especificações do produto variam de acordo com as normas específicas e a certificação à prova deexplosão. Verifique as especificações reais do produto antes de usá-lo. Para modelos com marcação CE,
consulte a "Declaração de Conformidade" no Apêndice.
Para especificações do produto, verifique a placa de identificação fixada.

Marcação
Ex
Marcação
CE
Marcação
INMETRO

Sinalização
docertificado
de tipo deexame

Placa de identificação do tipo Japan Ex

Placa de identificação do tipo de marcação
ATEX/IECEx/INMETRO, CE-7-

2 Informações importantes sobre segurança

2-1. Aviso importante sobre a especificação do Japan Ex

2
2

Informações importantes
sobre segurança

Para manter o desempenho do produto e garantir o uso seguro, observe sempre as seguintes instruções de
PERIGO, AVISO e CUIDADO.

2-1. Aviso importante sobre a especificação do JapanEx
PERIGO
Proteção contra explosão
Unidade principal de proteção contra explosão Não modifique nem altere o circuito ou a configuração.
 Ao medir as concentrações de oxigênio, não meça nada além demisturas de ar e gases combustíveis ou tóxicos.
Não use o sensor de oxigênio (nos modelos com o sensor deoxigênio instalado) para detectar vazamentos de gases
combustíveis ou tóxicos.
 Ao usar o produto em áreas perigosas, tome as seguintes
precauções para se proteger contra riscos de eletricidade estática:
Unidade principal Bateria① Use roupas antiestáticas e sapatos condutivos (sapatos desegurança antiestáticos).
② Ao usar o produto em ambientes internos, posicione-se em um piso condutor (com resistência avazamentos de 10 MΩ ou inferior).
 A bateria que pode ser conectada é a BUL-3R (número de certificado DEK18.0017) ou BUD-3R(número de certificado DEK18.0018).
 As classificações para a unidade principal são as seguintes:
Circuito da buzina:
Tensão admissível 4,2 V, corrente admissível 0,556 A, potência
admissível 0,379 W
Circuito principal:Tensão admissível 5,4 V, corrente admissível 1,206 A, potência
admissível 0,825 W
Circuito do motor:Tensão admissível 4,2 V, corrente admissível 0,152 A, potência
admissível 0,124 W
Circuito ECRI:Tensão admissível 5,4 V, corrente admissível 1,222 A, potência
admissível 0,866 W
Temperatura ambiente: -40 °C a +60 °C(Temperatura ambiente refere-se à faixa de temperatura na qual o desempenho de proteção contra
explosão pode ser mantido. Não se refere à faixa de temperatura na qual o desempenho do produto
é garantido. Para a faixa de temperaturas de operação, consulte “10-1. Lista de especificações”.)
 A classe de proteção contra explosão da unidade principal é Ex ia IIC T4 Ga.
 A unidade principal está em conformidade com as seguintes diretrizes de proteção contra explosão:Práticas Recomendadas para Instalações Elétricas Protegidas contra Explosão em Indústrias em
Geral
JNIOSH-TR-46-1 e 6: 2015-8-

2 Informações importantes sobre segurança

2-1. Aviso importante sobre a especificação do Japan Ex

PERIGO
Proteção contra explosão
Proteção contra explosão da bateria Não modifique nem altere o circuito ou a configuração.
Ao usar o produto em áreas perigosas, tome as seguintes precauções para se proteger contra
riscos de eletricidade estática:① Use roupas antiestáticas e sapatos condutivos (sapatos de segurança antiestáticos).
② Ao usar o produto em ambientes internos, posicione-se em um piso condutor (com resistência avazamentos de 10 MΩ ou inferior).
 A unidade principal que pode ser conectada é a GX-3R Pro (número de certificado DEK18.0016).
 As classificações para a bateria de íons de lítio BUL-3R são as seguintes:
Circuito da buzina:
tensão admissível 4,2 V, corrente admissível 0,259 A, potência
admissível 0,272 W
Circuito principal:tensão admissível 4,2 V, corrente admissível 0,786 A, potência
admissível 0,825 W
Circuito do motor:tensão admissível 4,2 V, corrente admissível 0,118 A, potência
admissível 0,124 W
Circuito ECRI:tensão admissível 4,2 V, corrente admissível 0,825 A, potência
admissível 0,866 WTensão admissível do contato de carregamento da bateria: 6,3 V CC (apenas com fonte dealimentação SELV)
Temperatura ambiente: -40 °C a +60 °C(Temperatura ambiente refere-se à faixa de temperatura na qual o desempenho de proteção
contra explosão pode ser mantido. Não se refere à faixa de temperatura na qual o desempenho
do produto é garantido. Para a faixa de temperaturas de operação, consulte “10-1. Lista deespecificações”.)
 A classe de proteção contra explosão da bateria de íons de lítio BUL-3R é Ex ia IIC T4.
 As classificações para a bateria seca BUD-3R são as seguintes:
Circuito da buzina:
tensão máxima 3,3 V, corrente máxima 0,556 A, potência máxima
0,379 W
Circuito principal:tensão máxima 5,4 V, corrente máxima 1,206 A, potência máxima
0,822 W
Circuito do motor:tensão máxima 3,3 V, corrente máxima 0,152 A, potência máxima
0,104 W
Circuito ECRI:tensão máxima 5,4 V, corrente máxima 1,222 A, potência máxima
0,833 W
Fonte de alimentação: 3,0 V CC, 250 (bateria Toshiba LR03 × 2)
Temperatura ambiente: -40 °C a +60 °C(Temperatura ambiente refere-se à faixa de temperatura na qual o desempenho de proteção
contra explosão pode ser mantido. Não se refere à faixa de temperatura na qual o desempenho
do produto é garantido. Para a faixa de temperaturas de operação, consulte “10-1. Lista deespecificações”.)
 A classe de proteção contra da bateria seca BUD-3R é Ex ia IIC T4 Ga.
 A unidade principal está em conformidade com as seguintes diretrizes de proteção contra explosão:Práticas Recomendadas para Instalações Elétricas Protegidas contra Explosão em Indústrias
em GeralJNIOSH-TR-46-1 e 6: 2015
Uso Se estiver medindo no interior de bueiros ou espaços fechados, nunca se incline nem espreite parao interior do bueiro ou espaço fechado. Existe o perigo de que o ar com falta de oxigênio ou outros
gases possam ser descarregados de tais locais.

AVISO
 Se for detectada uma anomalia no produto, entre imediatamente em contato com a Riken Keiki.
Visite o nosso website para obter informações sobre o escritório mais próximo da Riken Keiki.
Website: http://www.rikenkeiki.co.jp/-9-2 Informações importantes sobre segurança

2-2. Informação de aviso

2-2. Informação de aviso
AVISO
Manuseio do sensor
 Não tente desmontar o sensor de tipo eletroquímico no interior produto. O eletrólito contido nointerior pode causar inflamação se entrar em contato com a pele. Existe também o risco decegueira se entrar em contato com os olhos. O eletrólito pode descolorir ou decompor a roupa se
entrar em contato com a mesma. Se ocorrer contato, lave imediatamente a área com muita água.
Não use um gás diferente do nitrogênio como gás de equilíbrio ao calibrar ou ajustar um sensor deoxigênio.
Ajuste de ar fresco no ambiente
 Quando o ajuste de ar fresco for realizado na atmosfera, verifique o frescor do ambiente antes deiniciar. A presença de gases de interferência tornará impossível ajustar o produto corretamente,
resultando em perigo na detecção equivocada quando ocorrerem reais vazamentos de gás.
Ação quando ocorrer um alarme de gás
 Quando ocorre um alarme de gás, isso indica uma situação extremamente perigosa. O usuário
deve tomar as medidas adequadas após tomar as medidas necessárias para garantir a segurança.
Alarme de pânico e alarme de homem morto
 Os alarmes de pânico e de homem morto destinam-se a ajudar o usuário e as pessoas na
proximidade a tomar as decisões adequadas. Não se destinam a garantir a vida ou segurança. Não
dependa exclusivamente dessa função ao usar o produto.
(Normalmente, o alarme de homem morto está desativado e indisponível. Para usar essa função,altere a configuração do produto.) Se um alarme de pânico ou de homem morto for acionado, aqueles que estiverem na proximidade
devem tomar as medidas adequadas após avaliar a situação.
Verificação do nível da bateria
 Verifique os níveis da bateria antes de usar o produto. As baterias podem esgotar-se quando oproduto é utilizado pela primeira vez ou após longos períodos sem uso. Substitua as baterias por
novas antes de usar.
 Se ocorrer um alarme de baixa tensão da bateria, o gás não poderá ser detectado. Se o alarme for
emitido durante o uso, desligue a alimentação e carregue ou substitua imediatamente as baterias
em um local seguro.
Diversos O gás não pode ser detectado se o sensor estiver coberto com água, como água de chuva. Nãouse o produto na chuva nem o mergulhe em água.
 Ao usar o produto, certifique-se de que ele esteja exposto ao ar. Se estiver coberto ou bloqueado,não pode ser obtida a medição correta, possivelmente resultando em acidentes.
 Não descarte o produto no fogo.
 Não tente lavar o produto, seja em uma máquina de lavar ou em uma máquina de limpezaultrassônica.
 Não bloqueie a abertura do som da buzina. Isso abafará ou silenciará o aviso audível.
 Não remova a bateria enquanto a alimentação estiver ligada.

- 10 -

2 Informações importantes sobre segurança

2-3. Informação de precaução

2-3. Informação de precauçãoCUIDADO Não use o produto em locais onde possa estar exposto a óleo ou produtos químicos, etc.
‧
Evite usar o produto em locais onde possam respingar líquidos para o produto, tais comoóleo e produtos químicos.
‧
Não coloque o produto em locais onde haja acúmulo de água ou sujeira. Colocar o produto
em tais locais pode causar um mau funcionamento devido à entrada de água ou sujeira na
abertura do som da buzina, etc.
 Não use o produto em locais onde a temperatura excede a faixa de temperaturas de operação.
‧A faixa de temperatura de operação para o produto é a indicada a seguir. Evite usar oproduto em temperaturas fora da faixa de operação.
Ambiente de uso contínuo:-20 °C a +50 °C
Ambiente de uso temporário:-40 °C a +60 °C‧
Evite usar o produto por períodos longos em locais expostos à luz solar direta.
‧
Evite armazenar o produto no interior de veículos estacionados em climas quentes.
 Respeite a faixa de operação de umidade para evitar a formação de condensação no interior do
produto.
A formação de condensação no interior do produto pode causar entupimento ou adsorção de gás,o que pode impedir a detecção exata do gás. A condensação deve ser evitada a todo custo. Alémdo ambiente de uso, monitore cuidadosamente a temperatura e a umidade do ponto de
amostragem para evitar a formação de condensação no interior do produto.
 Não use walkie-talkies perto do produto.
‧
As ondas de rádio de walkie-talkies ou outros dispositivos de transmissão de ondas de rádio
próximos ao produto podem afetar as leituras. Se walkie-talkies ou outros dispositivos detransmissão de ondas de rádio forem usados, eles devem ser usados longe do produto onde elesnão afetem a operação.
‧Não use o produto perto de dispositivos que emitam radiação eletromagnética forte(dispositivos de alta frequência ou alta tensão).
 Verifique se o indicador de estado da operação está piscando antes de usar o produto.
Se o indicador de estado da operação não estiver piscando, o gás não poderá ser detectado
corretamente.

CUIDADO Certifique-se de realizar manutenção regular.
O produto deve sofrer manutenção regularmente a fim de garantir a segurança. Usar o produto
continuamente sem manutenção resultará em variações de sensibilidade do sensor, impedindo a
detecção exata do gás.
 Diversos‧
Pressionar os botões desnecessariamente pode alterar as configurações, evitando que os
alarmes sejam ativados corretamente. Evite executar quaisquer operações não descritas neste
manual de operação.
‧Não deixe cair o produto nem o sujeite a impactos. Isso pode degradar o desempenho deproteção contra explosão, à prova d'água, à prova de poeira e de detecção do gás.
‧Não use o produto durante o carregamento da bateria.
 Não toque a abertura do som da buzina nem as aberturas do sensor com objetos afiados. Fazer
isso pode resultar na entrada de água ou materiais estranhos, resultando em mau funcionamento
ou danos ao produto.
 Não bloqueie a abertura do som da buzina com fita ou outros objetos. Isso impedirá o ajuste dapressão interna do produto, podendo resultar em mau funcionamento.
 Não remova a folha do painel no visor LCD. Isso prejudicará o desempenho à prova de água e
poeira.
 Não cubra a porta de infravermelhos com etiquetas nem quaisquer outros objetos. Isso impedirá acomunicação por infravermelhos.

- 11 -

2 Informações importantes sobre segurança

2-3. Informação de precauçãoCUIDADO Substituição da bateria‧
Certifique-se de desligar a alimentação do produto antes de substituir as baterias na bateria
seca.
‧
Substitua ambas as baterias por novas ao mesmo tempo ao substituir as baterias na bateria
seca.
‧
Respeite a polaridade das baterias.
 Uso‧
O tempo de operação será reduzido devido ao desempenho da bateria em ambientes frios.
‧
A resposta do visor LCD pode ser lenta em baixas temperaturas.
‧
Faça sempre a calibração do ar em condições de pressão, temperatura e umidade
semelhantes às do ambiente de operação e em ar fresco.
‧
Aguarde até que a leitura estabilize antes de realizar a calibração do ar.
‧
Se houver uma diferença de temperatura de 15 °C ou mais entre os locais dearmazenamento e uso, ligue a alimentação e deixe o produto em repouso para aclimatizar por
cerca de 10 minutos em um ambiente semelhante ao local de uso antes de executar a calibração
de ar em ar fresco.
‧
Ao limpar o produto, não respingue água sobre o mesmo nem use solventes orgânicos, taiscomo álcool ou benzina. Isso pode descolorir ou danificar as superfícies do produto.
‧
Se o produto não for usado por períodos longos, coloque baterias novas antes dearmazenar. Substitua as baterias a cada seis meses. Vazamentos de bateria podem resultar emincêndio ou ferimentos.
‧
Após um período de armazenamento prolongado, certifique-se de executar a calibração
antes de retomar o uso. Para obter informações sobre reajuste, incluindo calibração, entre em
contato com a Riken Keiki.
Sensores‧
Note que se os sensores de gás combustível forem usados em um ambiente onde
compostos de silicone, halogenetos, altas concentrações de sulfatos ou altas concentrações degases solventes estiverem presentes, a vida útil do sensor pode ser reduzida, a sensibilidade agases combustíveis pode se deteriorar e podem não ser obtidas leituras exatas. Se o uso em tais
ambientes for inevitável, use-o pelo menor tempo possível e permita que o produto fique em arfresco após o uso. Confirme se a leitura retorna ao normal e estabiliza.
‧
É necessária uma concentração de oxigênio superior a um determinado nível para que osensor de gás combustível <%LEL> no produto detecte corretamente os gases e apresente asconcentrações.
‧Não exponha o produto a flutuações súbitas de pressão. As leituras de oxigênio sofrerão
variação temporariamente, impedindo medições exatas.
‧
Não use um gás diferente do nitrogênio como gás de equilíbrio ao calibrar ou ajustar um
sensor de oxigênio. Caso contrário, os erros de leitura de oxigênio aumentarão, impedindo amedição exata.
‧ Se um sensor de dióxido de carbono (CO2) estiver instalado, as características do sensor podem
indicar uma alta indicação imediatamente após a energização. Aqueça por cerca de 10 a 20
minutos e use-a após as instruções estarem estáveis.

- 12 -

2 Informações importantes sobre segurança

2-4. Informação de Segurança

2-4. Informação de Segurança< Especificação ATEX / IECEx >O produto pode ser alimentado usando uma bateria seca (BUD-3R) ou uma bateria de íons de lítio(BUL-3R).
As baterias podem ser trocadas pelo usuário.
Não substitua a bateria ou as baterias secas BUD-3R nem carregue a BUL-3R em áreas perigosas.
Especificações de proteção contra explosão
・ I M1 Ex da ia I Ma, II 1 G Ex da ia IIC T4 Ga (com sensor de gás combustível NCR-6309)
・ I M1 Ex ia I Ma, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (sem sensor de gás combustível NCR-6309)
・ Faixa de temperatura ambiente:-40 °C a +60 °C
・ Faixa de temperatura ambiente (para carregamento): 0 °C a +40 °C
Especificações elétricas・
Números de certificados
・ IECEx: IECEx DEX 17.0050X
・ ATEX: DEKRA 17 ATEX 0103X
Normas aplicáveis
・ IEC 60079-0: 2017
・ IEC 60079-1: 2014-06
・ IEC 60079-11: 2011

・ EN IEC 60079-0:2018
・ EN60079-1:2014
・ EN60079-11:2012
・ EN50303:2000

Precauções
・ Não carregue a bateria de íons de lítio em áreas perigosas.
・ Use o carregador dedicado para carregar a bateria de íons de lítio.
・ Não substitua a bateria em áreas perigosas.
・ Não substitua as baterias secas em áreas perigosas.
・ Não tente desmontar nem alterar o produto.
・ Utilize a pilha alcalina AAA AAA da Toshiba (LR03) ou a pilha alcalina Duracell AAA (MN2400 /PC2400) como unidade de bateria.
INST. N.º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AB C
DE
A: Ano de fabricação (0 a 9)
B: Mês de fabricação (1 a 9 para janeiro a setembro, X para outubro, Y para novembro, Z paradezembro)
C: Lote de fabricação
D: Número de série
E: Código de fábrica

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tóquio, 174-8744, Japão
Telefone: +81-3-3966-1113
Fax: +81-3-3558-9110
E-mail: intdept@rikenkeiki.co.jp
Website: https://www.rikenkeiki.co.jp- 13 -

3 Configuração do produto

3-1. Unidade principal e acessórios padrão

3
3

Configuração do produto

3-1. Unidade principal e acessórios padrão
Desembale e verifique o produto e os acessórios.
Se alguma coisa estiver faltando, contate a Riken Keiki.

Unidade principal
Para obter informações detalhadas sobre os nomes e funções das peças do produto e do visor LCD,
consulte “3-2. Nomes das peças e funções” na página 16.

Unidade principal GX-3R Pro- 14 -

3 Configuração do produto

3-1. Unidade principal e acessórios padrão

Acessórios padrão
Bateriade íons de lítio(BUL-3R)(*1)
×1

Carregador(*1)
×1

Bateria seca
(BUD-3R)(*2)
×1

Bateria
alcalina AAA(*2)×2

Tampa de proteção
de borracha
×1

Fivela do cinto
×1
Prende o produto a
um cinto.

Protege o produto do
impacto se for atingido
por algo ou fordescartado.

* Especificação
japonesa

Alça de mão×1

Clipe de jacaré
×1
Usado ao conectar o
produto a um bolso* Especificações deexportação

Manual de Instruções

Garantia do
produtoGarantia do sensor*1, 2Será fornecida uma bateria de íons de lítio e um carregador ou uma bateria seca com baterias
alcalinas AAA.

PERIGO
Proteção contra explosão Não modifique nem altere o circuito ou a configuração.
 Ao medir as concentrações de oxigênio, não meça nada além de misturas de ar e gases
combustíveis ou tóxicos.
 Ao usar o produto em áreas perigosas, tome as seguintes precauções para se proteger contra
riscos de eletricidade estática:① Use roupas antiestáticas e sapatos condutivos (sapatos de segurança antiestáticos).
② Ao usar o produto em ambientes internos, posicione-se em um piso condutor (com resistência avazamentos de 10 MΩ ou inferior).
 A bateria que pode ser conectada é a BUL-3R (número de certificado DEK18.0017) ou BUD-3R(número de certificado DEK18.0018).

- 15 -

3 Configuração do produto

3-2. Nomes das peças e funções

3-2. Nomes das peças e funções
Esta seção descreve os nomes e funções das várias peças da unidade principal e da bateria. Também
descreve o visor LCD.

Unidade principal(4), (5)

(7)

(1)

(4)

(3)

(2)

(6)

(8)

Nome
(1)

Visor LCD

(2)Botão POWER / MODE

(3)Botão AIR

(4)
(5)

Dispositivos de LED do
alarmePorta de comunicação deinfravermelhosFunção principal
Exibe informações, tais como tipo de gás e concentração de gás.
Liga e desliga a alimentação. Este botão também é usado para
confirmar as configurações no modo de configuração.
Executa a calibração do ar no modo de medição. Este botão também
é usado para selecionar configurações no modo de configuração.
As lâmpadas piscam em vermelho se ocorrer um alarme.
Esta é usada para comunicação de dados com um PC ao usar um
programa de gerenciamento de registrador de dados.

(6)

Abertura do som da buzina

Emite sons de operação e de alarme. (Não bloqueie.)(7)

Contato de carregamento
da bateria

Contato para conectar o carregador (EPU15-102-L6).

(8)

SensoresEstão instalados sensores para detectar gases individuais.

CUIDADO Não toque a abertura do som da buzina nem as aberturas do sensor com objetos afiados. Fazer
isso pode resultar na entrada de água ou materiais estranhos, resultando em mau
funcionamento ou danos ao produto.
 Não remova a folha do painel na superfície. Isso afetará negativamente o desempenho à provade água e poeira.
 Não cubra a porta de comunicação de infravermelhos com etiquetas ou adesivos. Isso impedirá
a comunicação por infravermelhos.
 Não bloqueie a abertura do som da buzina com fita ou outros objetos. Isso impedirá o ajuste dapressão interna do produto, podendo resultar em mau funcionamento.
- 16 -

3 Configuração do produto

3-2. Nomes das peças e funçõesNOTA

 Neste manual de operação, os botões com múltiplas funções são descritos da seguinte forma nos
procedimentos de operação:Exemplo: O “Botão POWER / MODE” é descrito da seguinte forma:・Botão POWER quando ligar e desligar a alimentação
・Botão MODE quando confirmar as configurações

Bateria<Bateria de íons de lítio (BUL-3R)>
Contato de carregamento
da bateria

Terminais deconexão da
unidade principal<Bateria seca (BUD-3R)>

Terminais deconexão da unidade
principal

Tampa da bateria- 17 -

3 Configuração do produto

3-2. Nomes das peças e funções

Visor LCD
(9)(10) (3)(9) (10)

(2)
(1)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

Exemplo de visor

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Nome
Visor do estado deoperação
Visor do relógioÍcone do nível dabateria
Concentração de gás
combustível
Concentração demonóxido de carbono
Concentração desulfato de hidrogênio
Concentração deoxigênio
Concentração dedióxido de enxofreÍcone do volume dabuzinaÍcone de Bluetooth
ligadoFunção principal
Indica o estado de operação. Pisca quando normal.
Exibe a hora.
Indica os níveis da bateria. Veja a NOTA abaixo para um guia sobre
as indicações do nível da bateria.
Exibe as concentrações de gás como leituras numéricas.
(O tipo de gás exibido depende das especificações.)A leitura da concentração é atualizada a cada segundo parasensores diferentes do sensor de gás combustível.
A leitura da concentração de gás combustível é atualizada a cadacinco segundos (a cada 15 segundos para operação com bateria
de longa duração).
Indica o volume da buzina. Consulte a NOTA abaixo para obter
informações sobre os ícones exibidos.
Indica que BLE (Bluetooth) está ativado.

NOTA Os níveis aproximados da bateria são indicados da seguinte forma:
Suficiente
Baixo
Precisa de carga (substitua as baterias).
O ícone do nível da bateria piscará se os níveis da bateria descerem ainda mais.
 O ícone do volume da buzina indica “ALTO” ou “BAIXO” da seguinte forma:
Volume ALTO
Volume BAIXO
 Se a configuração de exibição da data de vencimento do teste resposta
estiver ativada, “✔” é exibido no canto superior esquerdo do LCD até adata de vencimento do teste resposta. Para obter mais informações
sobre a configuração de exibição da data de vencimento do teste
resposta, consulte “6-4-4. Configuração do teste resposta” na página 57.
 Se a função de bateria de longa duração estiver ativada, “L” é exibido no
canto superior esquerdo do LCD.
 “MANUT” é exibido no LCD quando o modo usuário é selecionado.
TESTE RESPOSTA O ícone de Bluetooth ligado indica o seguinte:
CALIBRAÇÃO GASComunicando: Constantemente exibido
CONFIG CALIB
Informando:
Piscando em intervalos de 1 segundo
MODO USUARIO
Parado:Não exibido- 18 -

4. Ativação do Alarme

4-1. Ativação do alarme de gás

44.

Ativação do Alarme

4-1. Ativação do alarme de gás<Tipos de alarme>

Um “alarme de gás” é acionado se a concentração do gás detectado atingir ou exceder os pontos deajuste do alarme mostrados na tabela a seguir. (Autorretentivo)
Os tipos de alarme de gás incluem o primeiro alarme (WARNING), segundo alarme (ALARM), terceiro
alarme (ALARM H), alarme TWA, alarme STEL, alarme OVER (sobre escala) e alarme M OVER (menos
falha do sensor).
Os alarmes de gás são priorizados da seguinte forma:
Primeiro alarme < segundo alarme < terceiro alarme < alarme M OVER < alarme OVER < ponto de alarme
integrado < alarme TWA < alarme STEL

<Configurações padrão>
Item

Gás
Gás
Oxigênio
medido combustível
Metano / HC
0 a 100％ LEL 0 a 25%
Faixa demedição
25,1 a 40%
Faixa deserviço
1% LEL
0,1%
Resolução
mínimaPrimeiroalarme:10% LEL
Segundoalarme:50% LEL
Terceiroalarme:50% LEL
Alarme OVER:
100% LEL

Ponto deajuste do
alarme(Especificaçã
Alarmeo do Japão)

MOVER:-10 %LEL

L:
18,0%
LL:
18,0%
H:
25,0%
AlarmeOVER:
40,0%Alarme
MOVER:
-1.0%

CO

H2S

CO2

SO2

0 a 500 ppm

0 a 30 ppm

0 a 5 vol%0 a 10.000
ppm

0 a 20 ppm

501 a 2.000
ppm

30,1 a 200
ppm

5,01 a 10
vol%-20,05 a 100
ppm

1 ppm

0,1 ppm

0,01 vol%20 ppm0,05 ppm

Primeiroalarme:25 ppmSegundoalarme:50 ppmTerceiroalarme:50 ppmAlarme TWA:
25 ppmAlarme STEL:
200 ppm
Alarme OVER:
2.000 ppm

Primeiroalarme:1,0 ppm
Segundoalarme:10,0 ppm
Terceiroalarme:10,0 ppm
Alarme TWA:
1,0 ppm
Alarme STEL:
5,0 ppm
AlarmeOVER:
200,0 ppm

Primeiroalarme:0,50 vol%Segundoalarme:3,00 vol%Terceiroalarme:3,00 vol%Alarme TWA:
0,50 vol%Alarme STEL:
3,00 vol%AlarmeOVER:
10,00 vol%Primeiroalarme:5.000 ppm
Segundoalarme:5.000 ppm
Terceiroalarme:5.000 ppm
Alarme TWA:
5.000 ppm
Alarme STEL:
Alarme OVER:
10.000 ppm

Primeiroalarme:2,00 ppm
Segundoalarme:5,00 ppm
Terceiroalarme:5,00 ppm
Alarme TWA:
2,00 ppm
Alarme STEL:
5,00 ppm
Alarme OVER:
100,00 ppm

Alarme
MOVER:-10.0 ppm

Alarme
MOVER:-0.50vol%Alarme
MOVER:-1000ppm

Alarme
MOVER:-10.0ppm

Alarme
MOVER:-50 ppm- 19 -

4. Ativação do Alarme

Ponto deajuste do
alarme(Especificaçã
o deexportação)Primeiroalarme:10% LEL
Segundoalarme:25% LEL
Terceiroalarme:50% LEL
OVER:
100% LEL
Alarme M
OVER:-10% LEL

Alarme
MOVER:-10 %LEL

4-1. Ativação do alarme de gás
L:
19,5%
LL:
18,0%
H:
23,5%
AlarmeOVER:
40,0%Alarme M
OVER:-1,6 vol%Alarme
MOVER:-1.0 %

Primeiroalarme:5 ppm
Segundoalarme:50 ppmTerceiroalarme:1.200 ppm
Alarme TWA:
25 ppmAlarme STEL:
200 ppm
Alarme OVER:
2.000 ppm
Alarme M
OVER:-50 ppm

Alarme
MOVER:-50 ppm

Primeiroalarme:5,0 ppm
Segundoalarme:30,0 ppm
Terceiroalarme:100,0 ppm
Alarme TWA:
1,0 ppm
Alarme STEL:
5,0 ppm
AlarmeOVER:
200,0 ppm
Alarme M
OVER:-10,0 ppm

Primeiroalarme:0,50 vol%Segundoalarme:3,00 vol%Terceiroalarme:3,00 vol%Alarme TWA:
0,50 vol%Alarme STEL:
3,00 vol%AlarmeOVER:
10,00 vol%Alarme M
OVER:-0,50 vol%Alarme
MOVER:-10.0 ppm

Alarme
MOVER:-0.50vol%Primeiroalarme:5.000 ppm
Segundoalarme:5.000 ppm
Terceiroalarme:5.000 ppm
Alarme TWA:
5.000 ppm
Alarme STEL:
Alarme OVER:
10.000 ppm
Alarme M
OVER:-1.000 ppm

Primeiroalarme:2,00 ppm
Segundoalarme:5,00 ppm
Terceiroalarme:100,00 ppm
Alarme TWA:
0,25 ppm
Alarme STEL:
0,25 ppm
Alarme OVER:
100,00 ppm
Alarme M
OVER:-10,0 ppm

Alarme
MOVER:-1000ppm

Alarme
MOVER:-10.0ppm

NOTA As configurações padrão são as descritas na tabela acima.
 Os pontos de ajuste do alarme indicados para o primeiro alarme (WARNING), segundo alarme(ALARM), terceiro alarme (ALARM H), alarme TWA e alarme STEL na tabela acima podem seralterados. Para obter informações sobre como alterar os pontos de ajuste do alarme, consulte “6-4-6.
Configuração do ponto de ajuste do alarme” na página 65. (Para itens com “-” mostrados, o ponto de
ajuste não pode ser alterado.) O alarme MOVER (falha do sensor negativo) é acionado quando o ponto zero mergulha no lado
negativo.
 Se a função de silêncio do alarme estiver ligada, somente o som da campainha pode serinterrompido pressionando o botão MODE enquanto o alarme de gás estiver sendo emitido. Se um
novo alarme de gás for acionado após a interrupção do som do buzzer, a operação de som dobuzzer será retomada. Esta função pode ser configurada para ON/OFF usando o Gerenciamento do
Data Logger SW-GX-3R opcional.

<Som da buzina do alarme de gás e padrões de intermitência da lâmpada>Se ocorrer um alarme de gás, o usuário é notificado pelo som da buzina, pelo dispositivo de LED do
alarme intermitente e pela vibração, em dois estágios.
As operações individuais são as seguintes:
Tipo dealarmeSom dabuzinaPrimeiroalarmeBipes fortes
e fracos
repetidos ealternadosemintervalos decerca de 1
segundo:“Bipe, bipe”

Dispositivo
de LED do
alarmeintermitente

Repetido
intermitenteemintervalos decerca de 1
segundoVibração

SegundoalarmeBipes fortes
e fracos
repetidos ealternadosemintervalos decerca de 0,5segundo:“Bipe, bipe,
bipe, bipe”
Repetido
intermitenteemintervalos decerca de 0,5segundoTerceiro
AlarmeAlarmealarmeTWA
STEL
Bipes fortes Bipes fortes Bipes fortes
e fracose fracose fracos
repetidos e
repetidos e
repetidos ealternados
alternados
alternadosememem
intervalos de intervalos de intervalos decerca de 0,5 cerca de 1
cerca de 1
segundo:segundo:segundo:“Bipe, bipe,“Bipe, bipe”“Bipe, bipe”
bipe, bipe”
Repetido
Repetido
Repetido
intermitente intermitente intermitenteememem
intervalos de intervalos de intervalos decerca de 0,5 cerca de 1
cerca de 1
segundosegundosegundoVibração quando o alarme ocorre- 20 -

AlarmeOVER
Bipes fortes
e fracos
repetidos ealternadosemintervalos decerca de 0,5segundo:“Bipe, bipe,
bipe, bipe”
Repetido
intermitenteemintervalos decerca de 0,5segundoAlarmeM OVER
Bipes
intermitentes
repetidos em
intervalos decerca de 1
segundo:“Bipe, bipe”

Repetido
intermitente
em intervalosde cerca de 1
segundoNenhum4. Ativação do Alarme

4-1. Ativação do alarme de gás

Para outros gases que não o oxigênio:“Padrão de Alarme (H-HH-HHH)”

Para oxigênio: “Padrão de Alarme (L-LL-H)”: intervalo de 1 segundo: intervalo de 1 segundo: intervalo de 0,5 segundo: intervalo de 0,5 segundo

Redefinir

Redefinir

0Concentração

Concentração

Ponto de ajuste do
terceiro alarme
Ponto de ajuste do
segundo alarme
Ponto de ajuste doprimeiro alarme

Ponto de ajuste do
terceiro alarme
Ponto de ajuste doprimeiro alarme
Ponto de ajuste do
segundo alarme

0

Tempo

Tempo

Lâmpada do
alarme buzina

Lâmpada do
alarme buzina<Visor do alarme de gás>
Se ocorrer um alarme de gás, o tipo de alarme é indicado e o visor de concentração de gáscorrespondente pisca no visor LCD.
Se a faixa de detecção for excedida (acima da escala), “OVER” pisca na parte inferior da tela e “∩∩∩”pisca na área do visor da concentração de gás.

Exemplo de visor
Concentração de metano (CH4): 10% LEL
Primeiro alarme acionado

Tipo dePrimeiroalarmealarmeVisor “AL1”
LCD aparece e ovalor daconcentração
de gás pisca.

Segundoalarme“AL2”
aparece e ovalor daconcentração
de gás pisca.

Terceiroalarme“AL3”
aparece e ovalor daconcentração
de gás pisca.

AlarmeTWA“TWA”
aparece e ovalor daconcentração
de gás pisca.

AlarmeSTEL“STEL”
aparece e ovalor daconcentração
de gás pisca.

AlarmeOVER“OVER”
aparece e“OVER”
pisca na áreado visor dovalor daconcentração
de gás.

AlarmeM OVER“M OVER”
aparece e“-OVER”
pisca na áreado visor dovalor daconcentração
de gás.

AVISO
 Um alarme de gás indica a presença de perigo extremo. O usuário deve tomar as medidas
adequadas com base na situação.

NOTA

 As respostas a um alarme podem ser verificadas usando o teste de alarme no modo de exibição.
Todavia, note que o valor da concentração de gás não piscará nos testes de alarme.

- 21 -

4. Ativação do Alarme

4-2. Ativação do alarme de falha

4-2. Ativação do alarme de falha
É acionado um alarme de falha se for detectada uma anomalia no produto. (Autorretentivo)
Os tipos de alarme de falha incluem anomalia do sistema, anomalia do relógio, anomalia da tensão dabateria e anomalia do sensor.
Se ocorrer um alarme de falha, o usuário é notificado pelo som da buzina e pelo dispositivo de LED do
alarme intermitente.
・ Som da buzina: bipes intermitentes repetidos em intervalos de cerca de 1 segundo “Bipe-bipe,
bipe-bipe”.
・ Dispositivo de LED do alarme intermitente: repetido intermitente em intervalos de cerca de 1 segundo.
A seguir, apresentam-se os visores do alarme de falha típicos:

FALHA SISTEMAFALHA RELOGIO

Anomalia do sistema

Anomalia do relógio

FALHA BATERIAFALHA SENSOR

Anomalia de tensão dabateria

Anomalia do sensor

Se ocorrer um alarme de falha, determine a causa e tome as medidas adequadas.
Se o problema estiver no produto e a falha ocorrer repetidamente, entre imediatamente em contato com a
Riken Keiki.

NOTA Para mais informações sobre mau funcionamento (mensagens de erro), consulte “9. Resolução deproblemas” na página 96.
9- 22 -

4. Ativação do Alarme

4-3. Alarme de pânico

4-3. Alarme de pânico
Um alarme de pânico é acionado manualmente pelo usuário para notificar de anomalias a quem se
encontra na proximidade.

AVISO O alarme de pânico destina-se a ajudar o usuário e as pessoas na proximidade a tomar decisões
adequadas. Os resultados da detecção se destinam a garantir a vida ou segurança. Não dependa
exclusivamente dessa função ao usar o produto.
 Use o alarme de pânico adequadamente após avaliar a situação.

Som da buzina do alarme de pânico e padrões de intermitência
da lâmpada
Tipo dealarmeSom dabuzinaDispositivo
de LED do
alarmeintermitentePré-alarme

Alarme principal

Bipes intermitentes repetidos em intervalosde cerca de 0,5 segundo:“Blipe, blipe, blipe, blipe”

Bipes fortes e fracos repetidos ealternados em intervalos de cerca de 1
segundo:“Bipe, bipe, bipe, bipe”
Repetido intermitente em intervalos decerca de 1 segundo.

Repetido intermitente em intervalos decerca de 0,5 segundo.

Ativação do alarme de pânico e padrão de alarme
Se sentir alguma anomalia, bata rapidamente no produto duas vezes paraacionar o alarme de pânico.
No caso de um alarme de pânico, o alarme principal é acionado após um
pré-alarme de 5 segundos.

NOTA Para interromper um pré-alarme de pânico ou o alarme principal, pressione o botão AIR ou o botão
MODE.

- 23 -

4. Ativação do Alarme

4-4. Alarme de homem morto

4-4. Alarme de homem morto
Um alarme de homem morto é acionado se o sensor de movimento embutido, que monitora o movimento do
usuário que carrega o produto, não detectar nenhum movimento do usuário por um determinado período detempo.

AVISO
 O alarme de homem morto destina-se a ajudar as pessoas na proximidade do usuário a tomar
decisões adequadas. Os resultados da detecção se destinam a garantir a vida ou segurança. Não
dependa exclusivamente dessa função ao usar o produto.
 Use o alarme de homem morto adequadamente após avaliar a situação.

Som da buzina do alarme de homem morto e padrões deintermitência da lâmpada
Tipo dealarmeSom dabuzinaDispositivo
de LED do
alarmeintermitentePré-alarme 1

Pré-alarme 2

Alarme principal

Bipes intermitentes
repetidos em intervalos decerca de 1 segundo:“Blipe, blipe”

Bipes intermitentes
repetidos em intervalos decerca de 0,5 segundo:“Blipe, blipe, blipe, blipe”

Repetido intermitente emintervalos de cerca de 1
segundo.

Repetido intermitente emintervalos de cerca de 0,5segundo.

Bipes fortes e fracos
repetidos e alternados em
intervalos de cerca de 1
segundo:“Bipe, bipe, bipe, bipe”
Repetido intermitente emintervalos de cerca de 1
segundo.

Visor do alarme de homem morto e padrões de alarme
Se nenhum movimento do usuário for detectado por um determinado
período, as lâmpadas piscarão e os alarmes serão acionados enquantovibram na sequência seguinte: pré-alarme 1, pré-alarme 2 e alarmeprincipal.
Quando um alarme principal é acionado, aparece “HOMEM MORTO” naparte inferior da tela LCD.

HOMEM MORTO

Apresentamos a seguir os tempos de configuração padrão para mudar do pré-alarmepara o alarme principal:
・ Pré-alarme 1: 60 segundos após a detecção
・ Pré-alarme 2: 75 segundos após a detecção
・ Alarme principal: 90 segundos após a detecçãoNOTA

 Os pré-alarmes de homem morto são interrompidos e o modo de medição é retomado se fordetectado movimento do usuário.
 Para interromper o alarme principal de homem morto, pressione o botão AIR ou o botão MODE.
 Pode ajustar a duração durante a qual nenhum movimento do usuário é detectado antes que sejaacionado um alarme de homem morto. Para obter informações sobre como alterar o tempo doalarme de homem morto, consulte “6-4-5. Configuração do alarme de homem morto” na página 63.

- 24 -

5 Instruções de Uso

5-1. Antes de usar o produto

55Instruções de Uso

5-1. Antes de usar o produto
As precauções de operação aplicam-se tanto aos usuários iniciantes quanto àqueles que já usaram o
produto anteriormente.
Ignorar essas precauções pode danificar o produto e resultar em detecção do gás incorreta.

5-2. Preparação da inicialização
Verifique o seguinte antes de iniciar a detecção do gás:・ Confirme se o nível da bateria é suficiente.
・ Confirme se o filtro no interior do produto não está contaminado nem entupido.

NOTA Se as configurações do produto foram alteradas a partir de um dispositivo externo, confirme se asconfigurações foram alteradas corretamente.

5-2-1. Carregamento e colocação da bateria de íons de lítio(BUL-3R)
Antes de usar o produto pela primeira vez ou se os níveis da bateria recarregável na bateria de íons delítio estiverem baixos, carregue usando o carregador fornecido, conforme descrito abaixo.

PERIGO Substitua a bateria de íons de lítio somente em um local seguro.
 Carregue a bateria usando o carregador fornecido em um local seguro.
 Carregue a bateria a temperaturas ambiente entre 0 °C e 40 °C.

CUIDADO Certifique-se de desligar a alimentação do produto antes de substituir a bateria.
 Não use o produto enquanto estiver carregando a bateria. As medições obtidas não serão corretas.
Além disso, isso degradará a bateria recarregável mais rapidamente e reduzirá a vida útil da mesma.
 O carregador não é à prova d'água nem de poeira. Não carregue a bateria enquanto o produto
estiver molhado.
 O carregador não é à prova de explosão.
 Após colocar a bateria de íons de lítio, use parafusos para fixar com segurança. Se os parafusos
não estiverem bem apertados, a bateria pode cair inesperadamente ou água pode entrar através
das aberturas.
 Evite danificar o vedante de borracha.
 Para manter o desempenho à prova de água e poeira, recomendamos a substituição do vedantede borracha a cada três a seis anos, independentemente do seu estado.
 Desconecte sempre o carregador da tomada quando não estiver sendo usado.
 Não toque nos terminais de conexão da unidade principal localizados na bateria com as mãosdesprotegidas. Isso pode causar falha de contato.
 Não provoque curto-circuito nos terminais de conexão com objetos de metal. A bateria
sobreaquecerá ou os níveis da bateria cairão acentuadamente.
- 25 -

5 Instruções de Uso

5-2. Preparação da inicialização

NOTA

 Se os parafusos não estiverem totalmente apertados, a bateria pode cair inesperadamente ou a águapode entrar através das aberturas. Água também pode entrar se materiais estranhos estiverem presos
embaixo da bateria.
 A bateria de íons de lítio pode aquecer durante o carregamento. Isso não é uma anomalia.
 A unidade principal ficará mais quente durante o carregamento. Quando a carga estiver concluída,
aguarde pelo menos 10 minutos antes de usar. Usar o produto ainda quente pode resultar em
medições incorretas.
 Quando totalmente carregada, a bateria não pode ser carregada.
 Desconecte sempre o carregador da tomada quando não estiver sendo usado.
 Se a bateria for removida por períodos longos, a configuração de data e hora será redefinida.
 Não toque nos terminais de conexão da unidade principal localizados na bateria com as mãosdesprotegidas. Existe o risco de falha de contato devido a contaminação ou danos nos componentes
internos devido a eletricidade estática.

<Carregamento da bateria de íons de lítio>1

Insira o plugue CC docarregador no contato decarregamento da bateria da
unidade principal.
Insira o cabo do plugue CC da partesuperior da unidade principal
alinhando-a com a ranhura.

2

Ligue o carregador à
tomada.
Quando o carregador estáconectado, a lâmpada indicadora decarregamento acende com a corverde. Quando o carregamento é
iniciado, a lâmpada acende com acor laranja. (A carga completa requer
cerca de três horas no máximo.)
Quando a carga estiver concluída, alâmpada indicadora de carregamento
acende com a cor verde.

3

Lâmpada indicadora decarregamento

Desconecte o carregador
da tomada quando a carga
estiver concluída.
- 26 -

5 Instruções de Uso

5-2. Preparação da inicialização

<Remoção / conexão da bateria de íons de lítio>1

Confirme se a alimentação
da unidade principal está
desligada.
Se a alimentação estiver ligada,pressione o botão POWER para
desligá-la.

2

Solte os quatro parafusos
que prendem a bateria e,em seguida, remova abateria de íons de lítio da
unidade principal.

3

Ao fixar a bateria de íons delítio, prenda com os quatro
parafusos.
Certifique-se de que o vedante deborracha não esteja desalinhado
nem desconectado da superfície demontagem.
Os parafusos devem ser apertados
com um torque de 15 a 16 N・cm.

- 27 -

5 Instruções de Uso

5-2. Preparação da inicialização

5-2-2. Colocação da bateria seca (BUD-3R)
Substituir a bateria de íons de lítio com a bateria seca permite que o produto seja operado usando duasbaterias alcalinas AAA.
Se a bateria seca estiver sendo usada pela primeira vez ou se o nível da bateria estiver baixo, insira ou
substitua por baterias alcalinas AAA novas conforme descrito abaixo.

PERIGO A bateria seca deve ser substituída somente em um local seguro.
 As baterias devem ser substituídas apenas em um local seguro.
 Certifique-se de usar apenas as baterias especificadas.

CUIDADO







Certifique-se de desligar a alimentação do produto antes de substituir a bateria.
Certifique-se de desligar a alimentação do produto antes de substituir as baterias.
Substitua as baterias somente em um local seguro, longe de quaisquer gases explosivos.
Ao substituir as baterias, substitua ambas as baterias por novas ao mesmo tempo.
Respeite a polaridade das baterias ao inseri-las.
Trave a tampa da bateria com segurança depois de inserir as baterias. Se a tampa da bateria não
estiver travada com segurança, as baterias podem cair ou água pode entrar pelas aberturas. Águatambém pode entrar se materiais estranhos estiverem presos embaixo da tampa da bateria.
 Não toque nos terminais de conexão da unidade principal localizados na bateria com as mãosdesprotegidas. Existe o risco de falha de contato devido a contaminação ou danos nos
componentes internos devido a eletricidade estática.

<Remoção / conexão da bateria seca>
1

Confirme se a alimentação
da unidade principal está
desligada.
Se a alimentação estiver ligada,pressione o botão POWER para
desligá-la.

2

Solte os quatro parafusos
que prendem a bateria e,em seguida, remova abateria seca da unidade
principal.

- 28 -

5 Instruções de Uso

35-2. Preparação da inicialização

Ao fixar a bateria seca,
prenda com os quatro
parafusos.
Certifique-se de que o vedante deborracha não esteja desalinhado
nem desconectado da superfície demontagem.

NOTA Se a bateria não estiver travada com segurança, as baterias podem cair ou água pode entrar pelas
aberturas. Água também pode entrar se materiais estranhos estiverem presos embaixo da bateria.
 Se a bateria for removida por períodos longos, a configuração de data e hora será redefinida.

<Substituição das baterias secas>
1

Destrave a tampa dabateria.

2

Abra a tampa da bateria.

3Insira baterias novas,
prestando atenção à
polaridade.
Remova quaisquer baterias velhas
do interior.

4

Feche a tampa da bateria e
trave-a.
Gire a trava com segurança para aposição fixa.

- 29 -

5 Instruções de Uso

5-3. Inicialização

5-3. Inicialização
Quando a alimentação é ligada, várias configurações, incluindo a data e a hora e os pontos de ajuste do
alarme, são exibidas e, em seguida, a tela do modo de medição é exibida.

LigandoMantenha pressionado o botão POWER(durante, pelo menos, 5 segundos) até abuzina soar.
A alimentação liga.

Todo o visor LCD acende.

NOTA Quando a alimentação é ligada, o LCD, as lâmpadas e a buzina começam a funcionar e o produto
vibra. Antes de usar o produto, verifique se essas operações funcionam corretamente.

- 30 -

5 Instruções de Uso

5-3. Inicialização

Transição da tela de ativação para exibição da tela demedição
Quando a alimentação é ligada, o visor LCD muda automaticamente conforme mostrado abaixo, antes
que a tela de medição seja exibida.
<Exemplos de exibição: configurações padrão>AAAA/MM/DD
DATA
Visor de notificação decalibração
* Mostrando apenas
especificações japonesas

RETENTIVO
ION-LITIO

Visor da data devencimento da calibração

Visor de data e hora

* Exibir apenas especificações
de exportaçãoNOME DO GÁS

ESCALA MÁXIMA

Visor de tensão da bateria

Visor de gás alvo dedetecção

Visor de escala máxima

Visor do ponto de ajuste
do primeiro alarme

Visor do ponto de ajuste
do segundo alarme

Visor do ponto de ajuste
do terceiro alarme

Visor do ponto de ajuste
do alarme STEL

Visor do ponto de ajuste
do alarme TWA

Tela de medição
A buzina soa duas vezes
e, em seguida, a tela demedição é exibida.

CUIDADO Com modelos que detectam gases combustíveis, a tela mostrada à direita
pode ser exibida com o som da buzina e a lâmpada intermitente após onível da bateria e o padrão de alarme serem exibidos.
Se esta tela for exibida, alguns gases combustíveis não podem ser
LIMITED
convertidos usando a função de conversão de gás combustível. Paraobter informações sobre os tipos de gases que não podem serconvertidos, consulte “6-2-2. Seleção de gás de conversão combustível”
LISTA GÁS HCna página 42. Se a tela mostrada à direita for exibida, o alarme pode ser
temporariamente reinicializado pressionando o botão MODE, mas osensor de gás combustível deve ser imediatamente substituído por um
novo.
 Se um gás que não puder ser convertido tiver sido definido, ela retornará automaticamente ao gásde calibração.
- 31 -

5 Instruções de Uso

5-3. InicializaçãoCUIDADO Se for detectada alguma anomalia no sensor, “FALHA” aparece ao invés do valor medido
imediatamente antes da tela de medição ser exibida e é acionado um alarme de anomalia dosensor. Se isso ocorrer, pressione o botão MODE para redefinir temporariamente o alarme deanomalia do sensor. Todavia, o alarme não pode ser redefinido se houver uma anomalia em todos
os sensores. Após o alarme ser reinicializado, “- - - -” aparece na área do visor de concentração dogás para o qual ocorreu a anomalia do sensor, e não será possível a detecção para esse tipo degás. Entre imediatamente em contato com a Riken Keiki.
 Após a inicialização, execute “5-4. Calibração do ar” na página 33.

NOTA Se houver uma anomalia no relógio embutido, poderá ser acionado um alarme de falha “FALHA
RELÓGIO”. Se isso ocorrer, pressione o botão MODE. O alarme de falha será temporariamente
reinicializado e a medição será iniciada com o tempo do relógio permanecendo incorreto.
Intervalo para o almoço
Quando a configuração de intervalo para o almoço está ativada, a tela é exibida com uma contagem
regressiva de cinco segundos para permitir que o usuário confirme se deseja manter os valores
TWA e PEAK da última vez que a alimentação foi desligada e continuar a medição ou redefinir osvalores quando a alimentação é ligada. Pressionar o botão MODE mantém os dados de medição epressionar o botão AIR reinicia os dados de medição.
Data de vencimento do teste resposta
Quando a configuração da data de vencimento do teste resposta está ativada, é exibido o número
de dias restantes após a data do último teste resposta até a data de configuração especificada
quando a alimentação é ligada. Para obter informações sobre a configuração da data de vencimento
do teste resposta, consulte “6-4-4. Configuração do teste resposta”.
Visor de notificação de calibração
Somente especificação japonesa
A data de um ano (365 dias) da data da última calibração e os dias restantes até que sejam exibidos.
Se um ano se passou desde a última calibração, uma campainha irá notificá-lo. A campainha podeser cancelada pressionando o botão POWER.
Somente especificação de exportação
Exibe o número de dias restantes da data da última calibração até a data da configuração opcional.
Consulte “6-4-3. Configuração da data de vencimento da calibração”.
Data e hora
Exibe a data e a hora. Para obter informações sobre a configuração de data / hora e o formato deexibição, consulte “6-4. Configurações do modo usuário” na página 54. Se um dispositivo parceiro
de comunicação IrDA for colocado próximo ao produto, ele mudará para o modo de comunicação.
Pressionar os botões AIR e MODE juntos também muda para o modo de comunicação, mesmo
quando nenhum dispositivo de parceiro de comunicação estiver por perto.
Nível da bateria / padrão de alarme
Exibe o nível da bateria (tensão) na parte superior da tela.
Exibe a configuração do padrão de alarme de gás (RETENTIVO <autorretentivo>) no centro da tela.
Indica o tipo de bateria usada (íons de lítio ou bateria seca) na parte inferior da tela.
Se um dispositivo parceiro de comunicação IrDA for colocado próximo ao produto, ele mudará parao modo de comunicação. Pressionar os botões AIR e MODE juntos também muda para o modo decomunicação, mesmo quando nenhum dispositivo de parceiro de comunicação estiver por perto.
Gás alvo de detecção
Exibe o gás alvo de detecção. O gás atualmente sendo convertido é exibido na parte inferior da telase um gás combustível estiver sendo convertido.
Escala máxima
Exibe o valor em escala máxima do gás alvo de detecção. IEC ou ISO é exibido na área do visor deescala máxima se os valores IEC ou ISO LEL estiverem definidos.
Ponto de ajuste do primeiro alarme
Exibe o ponto de ajuste do primeiro alarme para o gás alvo de detecção.
Ponto de ajuste do segundo alarme
Exibe o ponto de ajuste do segundo alarme para o gás alvo de detecção.
Ponto de ajuste do terceiro alarme
Exibe o ponto de ajuste do terceiro alarme para o gás alvo de detecção.
Ponto de ajuste do alarme STEL (TWA e STEL são exibidos apenas para modelos que detectam gases
que não sejam gases combustíveis e oxigênio.)
Exibe o ponto de ajuste do alarme STEL para o gás alvo de detecção. O valor STEL refere-se àconcentração de uma substância tóxica que não afeta adversamente a saúde do usuário com
exposição contínua de 15 minutos, desde que as exposições diárias não excedam o valor TWA.
Ponto de ajuste do alarme TWA (TWA e STEL são exibidos apenas para modelos que detectam gases- 32 -

5 Instruções de Uso

5-4. Calibração do arque não sejam gases combustíveis e oxigênio.)
Exibe o ponto de ajuste do alarme TWA para o gás alvo de detecção. O valor TWA refere-se ao limite
de concentração média ponderada no tempo de uma substância tóxica para um dia de trabalho
normal de 8 horas e uma semana de trabalho de 40 horas, ao qual quase todos os usuários podem
ser expostos repetidamente sem efeitos adversos para a saúde.

5-4. Calibração do ar
A calibração de ar refere-se ao ajuste zero necessário para garantir a medição exata das concentrações de gás.

AVISO

 Quando a calibração do ar for realizada no ambiente, verifique o frescor do ar antes de iniciar. A
presença de gases de interferência impossibilitará a calibração correta do ar e, potencialmente,
resultará em condições perigosas no caso de vazamentos reais de gás.

CUIDADO Após a inicialização, execute a calibração do ar antes de usar o produto para detecção do gás.
 Faça sempre a calibração do ar em condições de pressão, temperatura e umidade semelhantes às
do ambiente de operação e em ar fresco.
 Aguarde até que a leitura estabilize antes de realizar a calibração do ar.
 Se houver uma diferença de temperatura de 15 °C ou mais entre os locais de armazenamento e uso,
ligue a alimentação e deixe o produto em repouso para aclimatizar por cerca de 10 minutos em um
ambiente semelhante ao local de uso antes de executar a calibração de ar em ar fresco.
Por padrão, a calibração do ar não é executada para o sensor de CO2. Pode ativar a calibração de arpara o sensor de CO2 ajustando a configuração de calibração do ar do sensor de CO2 para LIGAR no
modo usuário. Para obter informações sobre como alterar a configuração, consulte “6-4-14.
Calibração do ar do sensor de CO2: LIGAR / DESLIGAR”. A calibração do ar deve ser ajustada para
400 ppm. Confirme se o ar circundante está fresco. Note que o produto não executará asespecificações padrão do produto se executar a calibração do ar com essa configuração.

Procedimento de calibração do ar
1

Mantenha pressionado o botão AIR na
tela de medição.

Aparece a tela de calibração do ar.
Mantenha o botão AIR pressionado enquanto for
exibida a tela mostrada à direita.
A calibração do ar não será executada se soltar obotão antes que a tela seja exibida ou enquanto é
exibida.

2

Solte o botão AIR quando aparecer atela mostrada à direita.

SEGURE AIR
AJUSTE ZEROAJUSTANDO ZEROSOLTE AIRSe a calibração do ar tiver sido completada com
sucesso, o visor retorna automaticamente à tela domodo de medição.

- 33 -

5 Instruções de Uso

5-5. Detecção do gás

NOTA Se a calibração do ar falhar, “FALHA” aparece na área do visor de concentração do sensor com
defeito. Pressione o botão MODE para reinicializar o alarme de falha (falha na calibração). A
reinicialização do alarme exibe o valor antes da calibração.

5-5. Detecção do gás
PERIGO Se estiver medindo no interior de bueiros ou espaços fechados, nunca se incline nem espreite parao interior do bueiro ou espaço fechado. Existe o perigo de que o ar com falta de oxigênio ou outros
gases possam ser descarregados de tais locais.

AVISO Quando a calibração do ar for realizada no ambiente, verifique o frescor do ar antes de iniciar. A
presença de gases de interferência impossibilitará a calibração correta do ar e, potencialmente,
resultará em condições perigosas no caso de vazamentos reais de gás.
 Um alarme de gás indica a presença de perigo extremo. O usuário deve tomar as medidas
adequadas com base na situação.
 Se a tensão da bateria baixar, o gás não poderá ser detectado. Se ocorrer um alarme de baixatensão da bateria durante o uso, desligue a alimentação e carregue ou substitua imediatamente asbaterias em um local seguro.
 Não bloqueie a abertura do som da buzina. Isso fará com que o alarme seja difícil de ouvir.

CUIDADO Verifique as configurações antes de iniciar a detecção do gás.
 Se um sensor de dióxido de carbono (CO2) estiver instalado, as características do sensor podem
indicar uma alta indicação imediatamente após a energização. Aqueça por cerca de 10 a 20
minutos e use-a após as instruções estarem estáveis.

- 34 -

5 Instruções de Uso

5-5. Detecção do gás

5-5-1. Procedimentos de operação básicos
Ligue a alimentação para prosseguir para a tela do modo de medição.
<Modo de medição><Calibração do ar><Modo de exibição>Pressionar

SEGURE AIR
AJUSTE ZERO

<Estado do alarme de gás>

<Estado do alarme de falha>

Valor medido
intermitente

FALHA SENSOR(Autorretentivo <reinicializar apósdesligar a alimentação>)(Autorretentivo <reinicializar após arecuperação para o estado normal>)

5-5-2. Modo de medição
No modo de medição, leia os valores no visor LCD.
Monóxido de carbono

Gás combustível(% LEL)

Sulfato dehidrogênio

Oxigênio

Dióxido deenxofreExemplo de visor- 35 -

5 Instruções de Uso

5-5. Detecção do gás

CUIDADO Note que se os sensores de gás combustível forem usados em um ambiente onde compostos desilicone, halogenetos, altas concentrações de sulfatos ou altas concentrações de gases solventes
estiverem presentes, a vida útil do sensor pode ser reduzida, a sensibilidade a gases
combustíveis pode se deteriorar e podem não ser obtidas leituras exatas. Se o uso em tais
ambientes for inevitável, use-o pelo menor tempo possível e permita que o produto fique em arfresco após o uso. Confirme se a leitura retorna ao normal e estabiliza.
 É necessária uma concentração de oxigênio superior a um determinado nível para que o sensor degás combustível <%LEL> no produto detecte corretamente os gases e apresente as concentrações.
 Não exponha o produto a flutuações súbitas de pressão. As leituras de oxigênio sofrerão variação
temporariamente, impedindo medições exatas.
 Não use um gás diferente do nitrogênio como gás de equilíbrio ao calibrar ou ajustar um sensor
de oxigênio. Caso contrário, os erros de leitura de oxigênio aumentarão, impedindo a medição
exata.
 Se o produto estiver exposto a gás altamente adsorvente, deixe-o repousar ao ar fresco. Confirme
se a leitura retorna a zero antes de usar.
 O ponto zero para os sensores de monóxido de carbono (CO) e sulfato de hidrogênio (H2S) podeflutuar a temperaturas baixas ou altas. Se isso ocorrer, execute a calibração do ar ao ar ambiente.
 O sensor de sulfato de hidrogênio (H2S) pode exibir flutuações temporárias se for exposto avariações súbitas de temperatura. Deixe o produto em repouso para aclimatizar ao ar ambiente.

NOTA O gás atualmente sendo convertido é exibido na parte inferior da tela se um gás combustível estiver
sendo convertido.
 O tempo de operação será reduzido devido ao desempenho da bateria em ambientes frios.
 A resposta do visor LCD pode ser lenta em baixas temperaturas.
Se o produto for exposto a um gás combustível em concentrações de 100% LEL ou superiores,
pode permanecer algum gás adsorvido no filtro. Após extrair gás combustível de alta concentração,permita sempre que o produto repouse ao ar fresco. Realize a limpeza do ar até que a leitura retornepara cerca de zero para remover quaisquer gases adsorvidos. A realização da calibração do arantes de uma limpeza completa resultará em ajustes imprecisos, com possíveis efeitos adversos na
medição. Ocorrerá o travamento se for detectado 100% LEL. Não haverá reinicialização até que a
concentração de oxigênio diminua ou que pressione o botão MODE.
 O sensor de monóxido de carbono (ESR-A1CP) inclui uma função de correção para reduzir ainterferência devido ao hidrogênio. Essa função funciona para concentrações de hidrogênio até
2.000 ppm. Se o hidrogênio for detectado em concentrações de 2.000 ppm ou superiores, “H2” e“RICH” serão exibidos alternadamente na área do visor de concentração. Embora a medição possa
continuar, surgirão erros grandes com as leituras de concentração de monóxido de carbono devido
aos efeitos significativos da interferência do hidrogênio.

Visor de concentração: RICH
Visor de concentração: H2
 A sensibilidade pode ser reduzida temporariamente se o sensor de monóxido de carbono (CO)entrar em contato com o gás em concentrações que excedam sua faixa de medição. Se o sensor
tiver entrado em contato com gás de alta concentração, certifique-se de deixá-lo ao ar fresco e
realizar a limpeza do ar.
 A sensibilidade pode ser reduzida temporariamente se o sensor de sulfato de hidrogênio (H2S)
entrar em contato com o gás em concentrações que excedam sua faixa de medição. Se o sensor
entrar em contato com gás de alta concentração, certifique-se de deixá-lo ao ar fresco e realizar alimpeza do ar.
 A sensibilidade pode ser reduzida temporariamente se os sensores de monóxido de carbono (CO) e
de sulfato de hidrogênio (H2S) entrarem em contato com o gás em concentrações que excedam sua
faixa de medição. Se os sensores tiverem entrado em contato com gás de alta concentração,certifique-se de deixá-los ao ar fresco e realizar a limpeza do ar.
 O visor não mudará para o modo de exibição se um alarme estiver ativo no momento.
- 36 -

5 Instruções de Uso

5-6. Desligando

5-6. Desligando
CUIDADO Se o visor de concentração não retornar a zero (ou 20,9% para o visor de concentração deoxigênio) após a conclusão da medição, deixe que o produto fique ao ar fresco até que o visor
retorne a zero antes de desligar a alimentação.

Mantenha o botão POWER pressionado.
Para desligar a alimentação, espere o visor retornar a zero(ou 20,9% para oxigênio) em um local seguro, depois
mantenha pressionado o botão POWER.

A buzina soa três vezes e aparece “DESLIGANDO” no visor
antes que a alimentação seja desligada.

DESLIGANDO

Visor de desligamento

NOTA Ao desligar a alimentação, mantenha o botão pressionado até o visor desligar.

CUIDADO Se o produto estiver sujo, limpe-o com um trapo ou pano úmido e bem espremido.
 Ao limpar o produto, não use solventes orgânicos, tais como álcool ou benzina, ou produtos delimpeza disponíveis comercialmente.

- 37 -

6 Procedimento de Configuração

6-1. Modo de exibição

6
6

Procedimento de Configuração

6-1. Modo de exibição
O modo de exibição permite que os usuários revisem e alterem várias configurações de exibição erealizem outras operações. As configurações alteradas são salvas.

6-1-1. Exibição do modo de visor
Pressione o botão MODE na tela do modo demedição.

Pressionar o botão MODE exibe as várias telas em sequência.

Para alterar uma configuração, pressione obotão AIR.
A tela de configuração é exibida.

Pressione o botão MODE quando as
configurações estiverem concluídas.

As configurações são salvas e o visor retorna à tela anterior.

Para retornar à tela do modo de medição,pressione o botão MODE várias vezes no modode exibição.

NOTA

 Se nenhuma ação for realizada durante cerca de 20 segundos, a tela retornará à tela de medição.
 Para testar o alarme, pressione o botão AIR e o botão MODE ao mesmo tempo enquanto um ponto
de ajuste do alarme é exibido.
 Mantenha pressionado o botão AIR e o botão MODE ao mesmo tempo no modo de exibição para
retornar ao modo de medição.
 Para cancelar antes de terminar as alterações nas configurações, mantenha pressionado o botão
AIR e o botão MODE ao mesmo tempo. O visor retorna ao modo de exibição.

6-1-2. Detalhes do visor do modo de exibição
Indicação da tela
(Item de configuração)PEAK(Visor PEAK /reinicializar PEAK)

Conteúdo exibido

Visor LCD

Exibe a concentração
máxima de gás (ouconcentração mínima deoxigênio) detectada
desde que aalimentação foi ligada.

- 38 -

Página dereferência
Mantenhapressionado o botão
AIR para ir para atela de eliminação dovalor PEAK na
página 41.

6 Procedimento de Configuração

Indicação da tela
(Item de configuração)STEL(Visor STEL)* Exibe somente CO, H2S, SO2
e CO2 (vol%)TWA(Visor TWA)
* Exibe somente CO, H2S, SO2
e CO2

LISTA GÁS HC(Seleção de gás deconversão
combustível)* Exibido apenas em modelosque detectam gases
combustíveis

BAT VIDA LONGA(Configuração dabateria de vida longa)* Exibido apenas em modelosque detectam gases
combustíveisDADOS CAL
(Visor de dados decalibração)* Somente especificações
ATEX/IECEx//INMETRO são
exibidas.

6-1. Modo de exibição

Conteúdo exibido

Visor LCD

Exibe o valor STEL
desde que aalimentação foi ligada.
O valor STEL refere-se àsoma de 15 peças dedados de valor médio
para valores medidos
durante um período de
60 segundos dividido
por 15.
O valor é atualizado acada 60 segundos.
Exibe o valor TWA
desde que aalimentação foi ligada.
O valor TWA refere-se
ao valor médio integrado
dos valores medidos
durante um período de
60 segundos dividido
por 480.
O valor é atualizado acada 60 segundos.

-----

-----

Seleciona o gás deconversão da lista degases pré-registrados
no produto.

Ativa / desativa a função
de bateria de vida longa.

Exibe o tipo de gás
calibrado e a data decalibração.

DADOS TESTE(Visor de dados teste)

Exibe o tipo de gás deteste resposta e a data
do teste.

DATA(Visor de data, hora etemperatura)

Exibe a data, a hora e atemperatura.

PONTOS ALARME(Visor do ponto de
ajuste do alarme)

Exibe vários pontos deajuste do alarme.

Página dereferência

MUDAR:AIR
LISTA GÁS HC

Pressione o botão
AIR para ir para atela de configuração
na página 42.

DESLIGA
NÃO:MODOBAT VIDA LONGA

Pressione o botão
AIR para ir para atela de configuração
na página 44.

SIM:AR
NÃO:MODODADOS CAL

Pressione o botão
AIR para ir para atela de configuração
na página 45.

MUDAR:AR
NÃO:MODODADOS TESTE

Pressione o botão
AIR para ir para atela de configuração
na página 46.

AAAA/MM/DD
-----

DATA

SIM:AR
NÃO:MODOPONTOS ALARME- 39 -

Pressione o botão
AIR para ir para atela de confirmação
na página 47.

6 Procedimento de Configuração

Indicação da tela
(Item de configuração)6-1. Modo de exibição

Conteúdo exibido

SELEC INVERSÃO
(Configuração deinversão do LCD)

Inverte o visor LCD 180
graus, dependendo daorientação do produto.

LUZ DE FUNDO(Inversão da luz defundo)

Inverte preto e brancopara o visor LCD.

BLUETOOTH(Configuração doBluetooth)

Ativa / desativa oBluetooth.

VOLUME ALARME(Ajuste do volume do
alarme)Ajusta o volume dabuzina do alarme.

言語切替* Exibido apenas em modelos
Japan ExIDIOMA MUDANÇA
(Mudar idioma dovisor)* Somente especificações
ATEX/IECEx/INMETRO são
exibidas.

Visor LCDDESLIGARMUDAR:ARSELEC
SÃOPágina dereferência
Pressione o botão
AIR para ir para atela de configuração
na página 48.

DESLIGARMUDAR:ARLUZ DE FUNDO

Pressione o botão
AIR para ir para atela de configuração
na página 49.

DESLIGARMUDAR:AR
BLUETOOTH

Pressione o botão
AIR para ir para atela de configuração
na página 49.

ALTO
NÃO:MODOVOLUME ALARME

Pressione o botão
AIR para ir para atela de configuração
na página 50.
Pressione o botão
AIR para ir para atela de configuração
na página 50.

Restaura o visor do
idioma japonês quando
outro idioma tiver sido
definido.
Restaura o idioma dovisor para inglês quando
outro idioma tiver sido
definido.

IDIOMA
MUDANÇA
PARA INGLÊS
SIM:AR

NOTA

Pressione o botão
AIR para ir para atela de configuração
na página 50.

 Os valores PEAK e TWA, previamente medidos, retidos na última vez que a alimentação foi
desligada, são exibidos quando a função de intervalo para o almoço está ativada.
 Não é exibido GÁS HC (seleção de gás de conversão combustível) para tipos de gás de calibração
diferentes de CH4 ou i-C4H10.
 Os dados teste são exibidos se o visor da data de vencimento do teste resposta estiver ativado no
modo usuário.
 Os dados de calibração serão exibidos se o visor da data de vencimento da calibração estiverativado no modo usuário.
 A temperatura exibida no visor de data e hora e temperatura é a temperatura interna do produto.
Este valor difere da temperatura ambiente real.

- 40 -

6 Procedimento de Configuração

6-2. Configurações do modo de exibição

6-2. Configurações do modo de exibição
Mude para o modo de exibição a partir da tela de medição e verifique e altere as configurações no modode exibição.

6-2-1. Apagar o visor do valor PEAK
Limpa o valor PEAK (a concentração máxima de gás ou a concentração mínima de oxigênio medida desdeque a alimentação foi ligada).

1

Pressione o botão MODE na tela de medição para exibir a tela PEAK.

2

Mantenha pressionado o botão AIR(durante três segundos).

SEGURE AIRAPAGAR PICO

3

Solte o botão AIR quando o “SOLTE
AIR” for exibido na tela.

SOLTE AIR
APAGAR PICOO valor PEAK é apagado e aparece “FIM” antes queo visor retorne à tela no Passo 1.

- 41 -

6 Procedimento de Configuração

6-2. Configurações do modo de exibição

6-2-2. Seleção de gás de conversão combustível
As medições de gás combustível podem ser exibidas como uma concentração convertida em um gás
pré-registrado no produto.
Podem ser convertidos os seguintes gases combustíveis:<Lista de gases de conversão combustíveis>
Gás de conversão
MetanoIsobutano
Hidrogênio
Metanol
Acetileno
EtilenoEtano
Etanol
Propileno
Acetona
PropanoButadieno
Ciclopentano
BenzenoN-hexanoToluenoN-heptano
XilenoN-nonano
Acetato de etiloÁlcool isopropílico
Metiletilcetona
Metacrilato de metilo
Éter dimetílico
Metilisobutilcetona
Tetraidrofurano
N-Pentane

Nome dogás
exibidoConversão de gás decalibração
CH4

i-C4H10




























×




×



×

















CH4
i-C4H10
H2
CH3OH
C2H2
C2H4
C2H6
C2H5OH
C3H6
C3H6O
C3H8
C4H6
C5H10
C6H6
n-C6H14
C7H8
n-C7H16
C8H10
n-C9H20
EtAc
IPA
MEK
MMA
DME
MIBK
THF
n-C5H12

Conversão
quando aconversão é
restrita



×



×

×



×

×

×
×
×
×
×
×
×
×
×


CUIDADO Nos modelos que detectam gases combustíveis, a tela mostrada à direita
pode ser exibida com a buzina soando e a lâmpada intermitente após aalimentação ser ligada ou a calibração ser realizada. Se essa tela forexibida, a função de conversão não pode ser usada para os tipos de gás
indicados por um “×” na coluna “Conversão quando a conversão é
restrita”. Se a tela mostrada à direita for exibida, o alarme pode ser
temporariamente reinicializado pressionando o botão MODE, mas osensor de gás combustível deve ser imediatamente substituído por um
novo.

- 42 -

LIMITEDLISTA GÁS HC

6 Procedimento de Configuração

6-2. Configurações do modo de exibiçãoNOTA

 A seleção do gás de conversão combustível é exibida para CH4 e i-C4H10.
 Não aparece se “Visor do item do modo de exibição: LIGAR / DESLIGAR” estiver desativado no
modo usuário.
 Para cancelar antes de terminar as alterações nas configurações, mantenha pressionado o botão
AIR e o botão MODE ao mesmo tempo. O visor retorna ao modo de exibição.
 A precisão do alarme e o tempo de atraso do alarme mostrado na lista de especificações aplicam-se
apenas ao gás de calibração.
 O visor de concentração quando convertida deve ser tratada como aproximada. Para exibir
concentrações precisas, deve executar a calibração usando o gás-alvo. Para executar o ajuste deamplitude usando o gás-alvo, entre em contato com a Riken Keiki.
 Para obter informações sobre a lista de gases que podem ser convertidos, consulte a “Lista degases de conversão combustíveis”.
 Este produto é fornecido com vários modelos, dependendo do gás combustível detectado.
Dependendo dos modelos específicos, determinados tipos de gás podem não ser convertidos. Veja
a “Lista de gases de conversão combustíveis”.
 Mesmo se um gás de conversão combustível for selecionado, as indicações serão fornecidas se
outros gases combustíveis estiverem presentes no ambiente de uso.
 No entanto, se o hidrogênio (H2) for selecionado como um gás de conversão, nenhuma indicação
será emitida, mesmo se presente no ambiente de uso para “Conversão quando a conversão é
restrita” na “Lista de gases de conversão combustíveis”.
 Se a conversão for usada, a precisão da indicação do produto não será alcançada.

1

2

Pressione várias vezes obotão MODE na tela demedição para exibir a tela
LISTA GÁS HC.

MUDAR:AR
LISTA GÁS HC

Pressione várias vezes o botão AIR para exibir o gás combustível que
deseja alterar.
Pressionar o botão AIR percorre a lista de gases
combustíveis.
A configuração padrão é o gás de calibração para osensor de gás combustível.

3

NÃO:MODOLISTA GÁS HC

Pressione o botão MODE quando o gás combustível a
ser alterado for exibido na tela.
Aparece “FIM” e o visor retorna à tela no Passo 1.

- 43 -LISTA GÁS HC

6 Procedimento de Configuração

6-2. Configurações do modo de exibição

6-2-3. Configuração da bateria de vida longa
Ativa / desativa a configuração BAT VIDA LONGA. A configuração padrão é “DESLIGAR”.
Quando definido para “LIGAR”, a concentração de gás combustível é atualizada a cada 15 segundos, em
vez de a cada 5 segundos.

NOTA A configuração é mantida mesmo quando a alimentação é desligada.
 Não aparece se “Visor do item do modo de exibição: LIGAR / DESLIGAR” estiver desativado.
 Se BAT VIDA LONGA estiver ativado, nenhum alarme de sensor negativo será emitido para osensor de gás combustível.
 O “L” acende no canto superior esquerdo da tela quando BAT VIDA LONGA estiver ativado.

1

2

Pressione várias vezes obotão MODE na tela demedição para exibir a tela
BAT VIDA LONGA.
Pressione o botão AIR
para selecionar “LIGAR”
ou “DESLIGAR”.
A configuração padrão é“DESLIGAR”.

3

DESLIGARMUDAR:ARBAT VIDA LONGAON
BAT VIDA LONGA

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna à tela no Passo 1.

- 44 -DESLIGAR
NÃO:MODOBAT VIDA LONGA

6 Procedimento de Configuração

6-2. Configurações do modo de exibição

6-2-4. Visor de dados de calibração
Exibe o tipo de gás calibrado e a data de calibração.

NOTA

 Os dados de calibração não são exibidos se a configuração da data de vencimento da calibração
estiver desativada no modo usuário.
 Somente especificações ATEX/IECEx/INMETRO são exibidas.

1 Pressione várias vezes o botão MODE na tela de medição para exibir a tela
DADOS CAL.
2 Pressione o botão AIR.
MUDAR:AR
NÃO:MODODADOS CAL
Pressionar o botão AIR faz o visor percorrer em ciclo “CH4” → “O2” → “H2S” → “CO” → “CO2” → ...

AAAA/MM/DD
DADOS CAL
AAAA/MM/DD
DADOS CAL

AAAA/MM/DD
DADOS CAL
AAAA/MM/DD
DADOS CAL

3 Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna à tela no Passo 1.

- 45 -

AAAA/MM/DD
DADOS CAL

6 Procedimento de Configuração

6-2. Configurações do modo de exibição

6-2-5. Visor de dados teste
Exibe a data de vencimento do teste resposta da função de vencimento do teste resposta e o tipo de gás.

NOTA

 Os dados teste não são exibidos se a configuração da data de vencimento do teste resposta estiver
desativada no modo usuário.

1

Pressione várias vezes o botão MODE na tela de medição para exibir a tela
DADOS TESTE.

2

Pressione o botão AIR.
SIM:AR
NÃO:MODODADOS TESTE
Pressionar o botão AIR faz o visor percorrer em ciclo “CH4” → “O2” → “H2S” → “CO” → “CO2” → ...

3

AAAA/MM/DD

AAAA/MM/DD

AAAA/MM/DD

DADOS TESTEDADOS TESTEDADOS TESTEAAAA/MM/DD

AAAA/MM/DD

DADOS TESTECO2DADOS TESTE

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna à tela no Passo 1.

- 46 -

6 Procedimento de Configuração

6-2. Configurações do modo de exibição

6-2-6. Visor do ponto de ajuste do alarme
Permite que os pontos de ajuste de alarme sejam exibidos, assim como o teste das operações do LED, dabuzina e do motor vibratório.

NOTA

 TWA e STEL são exibidos apenas em modelos que detectam gases que não sejam gases
combustíveis e oxigênio.

1 Pressione várias vezes o botão MODE na tela de medição para exibir a tela
PONTOS ALARME.
2 Pressione o botão AIR.
SIM:AR
NÃO:MODOPONTOS ALARME
Pressionar o botão AIR faz o visor percorrer em ciclo “ESCALA MÁXIMA” → “WARNING” → “ALARM”→ “ALARM H” → “STEL” → “TWA” → “ESCALA MÁXIMA” → ...

ESCALA MÁXIMA

O alarme correspondente pode ser testado pressionando o botão AIR e o botão MODE ao mesmo
tempo. Pressione qualquer botão para reinicializar o alarme.

3 Pressione o botão MODE.
O visor retorna à tela no Passo 1.

- 47 -

6 Procedimento de Configuração

6-2. Configurações do modo de exibição

6-2-7. Configuração de inversão do LCD
Inverte o visor LCD 180 graus conforme explicado a seguir, dependendo da orientação do produto:“LIGAR”“DESLIGAR”“AUTO”

Exibe a tela invertida 180 graus para a orientação do produto.
Exibe a tela na mesma orientação do produto.
Muda o visor da tela dependendo da orientação do produto.

NOTA A configuração é mantida mesmo quando a alimentação é desligada.
 Não aparece se “Visor do item do modo de exibição: LIGAR / DESLIGAR” estiver desativado no
modo usuário.

1 Pressione várias vezes o botão MODE na tela de medição para exibir a tela
SELEC INVERSÃO.
2 Pressione o botão AIR.
DESLIGARMUDAR:AR
SELEC INVERSÃODESLIGAR
NÃO:AR
SELEC INVERSÃO

Pressionar o botão AIR faz o visor percorrer em ciclo “LIGAR” → “DSLIGAR” → “AUTO” → ...
A configuração padrão é “DESLIGAR”.

DESLIGAR

LIGAR

AUTO

SELEC INVERSÃO

SELEC INVERSÃO

SELEC INVERSÃO

3 Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna à tela no Passo 1.

- 48 -

6 Procedimento de Configuração

6-2. Configurações do modo de exibição

6-2-8. Configuração da luz de fundo
Inverte o preto e branco do visor LCD para exibir letras brancas em um fundo preto.

NOTA A configuração é mantida mesmo quando a alimentação é desligada.
 Não aparece se “Visor do item do modo de exibição: LIGAR / DESLIGAR” estiver desativado no
modo usuário.

1

Pressione várias vezes o botão MODE na tela de medição para exibir a tela
LUZ DE FUNDO.

2

Pressione o botão AIR
para selecionar“LIGAR” ou“DESLIGAR”.

DESLIGARMUDAR:ARLUZ DE FUNDODESLIGAR
NÃO:MODOLUZ DE FUNDO

A configuração padrão é“DESLIGAR”.

3

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna à tela no Passo 1.

LIGAR
LUZ DE FUNDO

6-2-9. Configuração do Bluetooth
Define se deve iniciar a comunicação Bluetooth. A ativação dessa configuração permite a comunicação
com dispositivos como smartphones e tablets para os quais o aplicativo dedicado foi baixado.
Pode ser selecionado em modelos de ATEX/IECEx/INMETRO.
*O aplicativo "RK Link" pode ser baixado gratuitamente no Google Play / App Store.

1

Pressione várias vezes o botão MODE na tela de medição para exibir a tela
BLUETOOTH.

2

Pressione o botão AIR
para selecionar “LIGAR”
ou “DESLIGAR”, depois
pressione o botão MODE.

DESLIGARMUDAR:AR
BLUETOOTHDESLIGAR
NÃO:MODOBLUETOOTH

A configuração padrão é“DESLIGAR”.
Aparece “FIM” e o visor retorna à tela no Passo 1.

NOTA A configuração é mantida mesmo quando a alimentação é desligada.
 Não aparece se “Visor do item do modo de exibição: LIGAR / DESLIGAR” estiver desativado no
modo usuário.

- 49 -

6 Procedimento de Configuração

6-2. Configurações do modo de exibição

6-2-10. Ajuste do volume do alarme
Ajusta o volume da buzina do alarme.

1

Pressione várias vezes o botão MODE na tela de medição para exibir a tela
VOLUME ALARME.

2

Pressione o botão AIR
para selecionar “ALTO”
ou “BAIXO”, depois
pressione o botão MODE.

ALTO
MUDAR:AR
VOLUME ALARME

ALTO
NÃO:MODOVOLUME ALARMEA configuração padrão é “ALTO”.

BAIXO
VOLUME ALARME
Aparece “FIM” e o visor retorna à tela no Passo 1.

NOTA A configuração é mantida mesmo quando a alimentação é desligada.
 Não aparece se “Visor do item do modo de exibição: LIGAR / DESLIGAR” estiver desativado no
modo usuário.

6-2-11. Configuração do idioma do visor<Procedimento para modelos Japan Ex>
Aparece se tiver sido definido um idioma diferente do japonês. A função restaura o idioma do visor parajaponês.

1

Pressione várias vezes o botão MODE na tela de medição para exibir a tela
“言語切替 (MUDAR IDIOMA)”.

2

Pressione o botão AIR.

3

Pressione o botão
MODE.

A tela de confirmação demudança de idioma é exibida.
A configuração padrão é “日本語 (JAPONÊS)”.

O visor muda para o idioma
selecionado e retorna à tela demedição.
Pressionar o botão AIR retorna ovisor à tela no Passo 1 com oidioma do visor definido parajaponês.

- 50 -

6 Procedimento de Configuração

6-2. Configurações do modo de exibição

<Procedimento para modelos de ATEX/IECEx/INMETRO>
Aparece se tiver sido definido um idioma diferente do inglês. A função restaura o idioma do visor parainglês.

1

Pressione várias vezes o botão MODE na tela de medição para exibir a tela
MUDAR IDIOMA.

2

Pressione o botão AIR.
A tela de confirmação demudança de idioma é exibida.
A configuração padrão é“ENGLISH”.

3

Pressione o botão
MODE.
O visor muda para japonês eretorna à tela de medição.
Pressionar o botão AIR retorna ovisor à tela no Passo 1 com oidioma do visor definido parainglês.

IDIOMA
MUDANÇA
PARA INGLÊS
SIM:ARIDIOMA
MUDANÇA
PARA INGLÊS
NÃO:MODOMUDANÇA
PARA INGLÊS
CONFIRMAR?
SIM:MODOMUDANÇA
PARA INGLÊS
CONFIRMAR?
NÃO:ARFIM

NOTA

 A configuração é mantida mesmo quando a alimentação é desligada.
 Quando o idioma do visor original tiver sido restaurado, o idioma do visor não pode ser alterado paraum idioma diferente do idioma original no modo de exibição. Para obter informações sobre como
mudar o idioma do visor, consulte “6-4-17. Configuração do idioma” em “Configurações do modo
usuário” na página 74.

- 51 -

6 Procedimento de Configuração

6-3. Modo usuário

6-3. Modo usuário
O modo usuário permite definir a data e a hora, os pontos de ajuste do alarme e outras configurações.

6-3-1. Exibição do modo usuário
1

Com a alimentação desligada, pressioneo botão AIR e o botão POWER ao mesmo
tempo.

2

Solte os botões quando a buzina soar.
A alimentação é ligada e aparece o menu do modo
usuário.

MODO USUARIO
3

Use o botão AIR para selecionar um
item a ser configurado, depois, usando obotão MODE, vá para a tela deconfiguração.

4

Quando as configurações estiverem
concluídas, pressione várias vezes obotão AIR no menu do modo usuário
para selecionar “INICIO MEDIÇÃO”,
depois pressione o botão MODE.
O produto opera da mesma maneira como quando aalimentação acaba de ser ligada e passa para a telade medição.

NOTA O visor retorna ao menu do modo usuário após cada configuração. Para retornar ao menu enquanto
faz as configurações, mantenha pressionado o botão AIR e o botão MODE ao mesmo tempo.
 Uma tela de entrada de senha é exibida se a configuração de senha estiver ativada no modo usuário.
Para obter informações sobre como alterar a senha padrão, consulte “6-4-18. Configuração dasenha do usuário”.

- 52 -

6 Procedimento de Configuração

6-3. Modo usuário

6-3-2. Configurações do modo usuário
Visor da tela (item de configuração)Visor LCD

Página dereferência
P. 88

TESTE RESPOSTACALIBRAÇÃO GAS (Calibração)CONFIG CALIB (Configuração da data devencimento de calibração)* Exibido apenas em modelos de ATEX/IECEx/INMETROTESTERESPOSTACALIBRAÇÃO
MODO USUARIO

P. 81
P. 54
P. 54

BUMP CONFIG
HOMEM MORTOHOMEM MORTOCONFIG ALARMEINTERV. ALMOÇO
MODO USUARIOCONFIG ALARMEINTERV. ALMOÇO
CONFIRMAÇÃO

CONFIRMAÇÃOLUZ FUNDO AUTO
TEMP LUZ FUNDOMODO USUARIOLUZ FUNDO AUTO
TEMP LUZ FUNDO

P. 63
P. 65
P. 67
P. 67
P. 70
P. 70

SOM DOS BOTÕES

P. 72

DEFIN MODO D

P. 72

SELEC UNID IR (Unidade de comutação parasensor de CO2)

P. 73

* Exibido apenas em modelos que detectam CO2.
Não pode ser exibido se o sensor de CO2 não estiver
conectado corretamente.

MODO USUARIO

P. 73

CONFIG AR CO2 (Calibração do ar do sensor de
CO2: LIGAR / DESLIGAR)* Exibido apenas em modelos que detectam CO2.
Não pode ser exibido se o sensor de CO2 não estiver
conectado corretamente.

DATA

CONFIG AR CO2DATAFORMATO DATAMODO USUARIO

P. 74
P. 74

FORMATO DATAIDIOMAIDIOMASENHA USUARIO
ROM/SUM
MODO USUARIO

SENHA USUARIO
ROM/SUM

P. 75
P. 76
P. 77
P. 77

RÁDIO PADRÃO
* Não exibido em determinados modelos.

ROM/SUMRÁDIO PADRÃOINICIO MEDIÇÃO
MODO USUARIOINICIO MEDIÇÃO

- 53 -

6 Procedimento de Configuração

6-4. Configurações do modo usuário

6-4. Configurações do modo usuário
O modo usuário permite que as configurações sejam alteradas para aumentar a usabilidade.

6-4-1. Teste resposta
O produto inclui uma função para executar um teste resposta (verificação de função).
Para obter informações sobre o procedimento de teste resposta, consulte “7-3. Teste resposta” na página
88.

6-4-2. Calibração
O modo CALIBRAÇÃO GAS do produto permite a calibração automática usando concentrações de gás
predefinidas além da calibração do ar.
O ajuste de amplitude requer ferramentas específicas e um gás de calibração. Entre em contato com a
Riken Keiki.
Para mais informações sobre o procedimento de calibração, consulte “7-2. Calibração” na página 79.

NOTA Quando a configuração estiver concluída, pressione o botão AIR para selecionar “RETORNO”,
depois pressione o botão MODE. O visor retorna ao menu do modo usuário.

6-4-3. Configuração da data de vencimento da calibração
Esta seção descreve a “Data de expiração da calibração: LIGAR / DESLIGAR”, “Intervalo da data devencimento da calibração”, “Operação após data de calibração vencida” e “Configuração do gás decalibração”.
* Exibido apenas em modelos de ATEX/IECEx/INMETRONOTA

 Quando a configuração estiver concluída, pressione o botão AIR para selecionar “RETORNO”,
depois pressione o botão MODE. O visor retorna ao menu do modo usuário.

<Menu de configuração da data de vencimento da calibração>1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “CONFIGCALIB”, depois pressione o botão
MODE.
A tela do menu de configuração da data devencimento da calibração é exibida.

2

Pressione o botão AIR para selecionar aconfiguração desejada, depois
pressione o botão MODE.

- 54 -TESTE RESPOSTACALIBRAÇÃO GASCONFIG CALIB
MODO USUARIOLEMBRETE CALINTERVALO CALCAL VENCIDACONFIG CALIB

6 Procedimento de Configuração

6-4. Configurações do modo usuário

Item de configuração

Visor LCD

Página de referênciaLEMBRETE CAL<Data de vencimento da calibração:LIGAR / DESLIGAR> P. 55

INTERVALO CAL<Intervalo da data de vencimento dacalibração> P. 55

CAL VENCIDALEMBRETE CALINTERVALO CALCAL VENCIDACONFIG CALIBCAL VERIF GAS<Operação após data de calibração
vencida> P. 57<Seleção de gás para verificação dadata de vencimento da calibração>P. 57

RETORNO<Data de vencimento da calibração: LIGAR / DESLIGAR>
Permite ativar e desativar a data de vencimento da calibração.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“LEMBRETE CAL”, depois pressione obotão MODE.

2

Pressione o botão AIR para selecionar
LIGAR ou DESLIGAR para a configuração
da data de vencimento da calibração,depois pressione o botão MODE.
Pressionar o botão AIR muda entre LIGAR eDESLIGAR para a configuração da data devencimento da calibração. A configuração padrão paraos modelos de ATEX/IECEx/INMETRO é “LIGAR”.

3

LEMBRETE CALINTERVALO CALCAL VENCIDACONFIG CALIBLIGARLEMBRETE CAL

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu deconfiguração da data de vencimento da calibração.

<Intervalo da data de vencimento da calibração>Permite selecionar o número de dias até que a calibração expire.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“INTERVALO CAL”, depois pressione obotão MODE.

2

Pressione o botão AIR para selecionar onúmero de dias para expiração dacalibração, depois pressione o botão MODE.
Pressionar o botão AIR permite selecionar o intervalo
da data de vencimento da calibração entre 1 e 1.000
dias. A configuração padrão é “90 DIA”.

- 55 -LEMBRETE CALINTERVALO CALCAL VENCIDACONFIG CALIB

90 DIA
INTERVALO CAL

6 Procedimento de Configuração

3

6-4. Configurações do modo usuário

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu deconfiguração da data de vencimento da calibração.

- 56 -

6 Procedimento de Configuração

6-4. Configurações do modo usuário<Operação após data de calibração vencida>

Permite especificar a operação após a data de calibração ter vencido.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“CAL VENCIDA”, depois pressione obotão MODE.

2

Pressione o botão AIR para selecionar aoperação após a data de calibração ter
vencido.

Pressionar o botão AIR exibe as seguintes operações
após o vencimento da data de calibração.
・ CAL NECESSÁRIA: Quando vencido, permite queo usuário confirme e
selecione se deseja
prosseguir para o modo demedição ou para o modo
usuário.
・ NÃO OPERACIONAL: Quando vencido, o modo demedição não está disponível.
Quando vencido, permite queo usuário selecione sedeseja prosseguir para omodo usuário.
・ SEM EFEITO: Quando vencido, indica que acalibração venceu e permite que ousuário selecione se deseja
prosseguir para o modo de medição
ou para o modo usuário.
A configuração padrão é “CAL NECESSÁRIA”.

3

LEMBRETE CALINTERVALO CALCAL VENCIDACONFIG CALIBCAL NECESSÁRIACAL VENCIDA

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu deconfiguração da data de vencimento da calibração.

<Seleção de gás para verificação da data de vencimento da calibração>Permite selecionar o gás para o qual a data de vencimento da calibração deve ser verificada.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“CAL VERIF GAS”, depois pressione obotão MODE.
O gás para calibração pode ser selecionado.

2

Pressione o botão AIR para selecionar ogás para o qual a data de vencimento dacalibração deve ser verificada.
Pressionar o botão AIR permite selecionar o tipo degás para o qual a data de vencimento da calibração
deve ser verificada.
・ TODOS GASES: todos os sensores.
・ 4 GASES: todos os sensores, exceto o quarto
compartimento.
A configuração padrão é “TODOS GASES”.

3

INTERVALO CALCAL VENCIDACAL VERIF GASCONFIG CALIB

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu deconfiguração da data de vencimento da calibração.
- 57 -

4 GASESCAL VERIF GAS

6 Procedimento de Configuração

6-4. Configurações do modo usuário

6-4-4. Configuração do teste resposta
Permite definir várias condições para o teste resposta.

<Menu de configuração do teste resposta>
1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “BUMPCONFIG”, depois pressione o botão
MODE.

CALIBRAÇÃO GASBUMP CONFIG
HOMEM MORTO
MODO USUARIO

A tela de configuração do teste resposta é exibida.

2

Pressione o botão AIR para selecionar aconfiguração desejada, depois
pressione o botão MODE.

Item de configuração

Visor LCDCONFIG TESTELEMBRETE BUMPINTERVALO BUMPBUMP CONFIG

Página de referência
<Seleção do tempo de resposta> P. 59<Seleção de tolerância de resposta>
P. 59

CONFIG TESTELEMBRETE BUMP

<Seleção do tempo de calibração após
o teste resposta> P. 60

CONFIG TESTELEMBRETE BUMPINTERVALO BUMPBUMP CONFIG<Calibração após o teste resposta:
LIGAR / DESLIGAR> P. 60<Calibração após o teste resposta:
LIGAR / DESLIGAR>P. 60

INTERVALO BUMP

<Seleção do intervalo da data devencimento do teste resposta>P.61

TEST RESP VENC

<Seleção da operação após ovencimento do teste resposta> P. 62

TESTE RESP GAS<Seleção de gás do teste resposta>
P. 62

RETORNONOTA Quando a configuração estiver concluída, pressione o botão AIR para selecionar “RETORNO”,
depois pressione o botão MODE. O visor retorna ao menu do modo usuário.

- 58 -

6 Procedimento de Configuração

6-4. Configurações do modo usuário<Seleção do tempo de resposta>
Define o tempo para a introdução do gás de teste.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“CONFIG TESTE”, depois pressione obotão MODE.
O menu de configuração do teste resposta é exibido.

2

Pressione o botão AIR para selecionar“TEMPO GAS”, depois pressione o botãoMODE.
O tempo de resposta é exibido.

3

Pressione o botão AIR para selecionar otempo de resposta, depois pressione obotão MODE.
Pressionar o botão AIR permite selecionar o tempo deresposta a partir das opções de 30, 45, 60 e 90
segundos. A configuração padrão é “30 SEG”.

4

CONFIG TESTELEMBRETE BUMPINTERVALO BUMPBUMP CONFIGTEMPO GASTOLERANCIATEMPO CALBUMP CONFIG

30 SEGTEMPO GAS

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu deconfiguração do teste resposta.

<Seleção de tolerância de resposta>

Define o limite para a verificação do gás de teste.
Gases que não sejam oxigênio: Concentração de calibração ± (concentração de calibração × tolerância)
Oxigênio: Concentração de calibração ± (diferença entre a concentração de calibração e 20,9% ×tolerância)

1

Pressione o botão AIR para selecionar “BUMP CONFIG”, depois pressioneo botão MODE.
O menu de configuração de resposta é exibido.

2

Pressione o botão AIR para selecionar“CONFIG TESTE”, depois pressione obotão MODE.
O menu de configuração do teste resposta é exibido.

3

Pressione o botão AIR para selecionar“TOLERANCIA”, depois pressione obotão MODE.
A tolerância de resposta é exibida.

4

Pressione o botão AIR para selecionar atolerância da resposta, depois
pressione o botão MODE.
Pressionar o botão AIR permite selecionar atolerância de resposta a partir das opções de 10, 20,
30, 40 e 50%. A configuração padrão é “50%”.

5

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu deconfiguração do teste resposta.
- 59 -

CONFIG TESTELEMBRETE BUMPINTERVALO BUMPBUMP CONFIGTEMPO GASTOLERANCIATEMPO CALBUMP CONFIG

50
TOLERANCIA6 Procedimento de Configuração

6-4. Configurações do modo usuário<Seleção do tempo de calibração após o teste resposta>
Seleciona o tempo de calibração após um teste resposta falhar.

1

Pressione o botão AIR para selecionar “BUMP CONFIG”, depois pressioneo botão MODE.
O menu de configuração de resposta é exibido.

2

Pressione o botão AIR para selecionar“CONFIG TESTE”, depois pressione obotão MODE.
O menu de configuração do teste resposta é exibido.

3

Pressione o botão AIR para selecionar“TEMPO CAL”, depois pressione o botãoMODE.
O tempo para calibração após um teste resposta ter
falhado é exibido.

4

Pressione o botão AIR para selecionar otempo de calibração após um teste
resposta, depois pressione o botão MODE.
Pressionar o botão AIR permite selecionar o tempo decalibração após um teste resposta a partir de umaopção de 90 e 120 segundos. A configuração padrão
é “90 SEG”.

5

CONFIG TESTELEMBRETE BUMPINTERVALO BUMPBUMP CONFIGTOLERANCIATEMPO CALAUTO CALCONFIG TESTE

90 SEGTEMPO CAL

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu deconfiguração do teste resposta.

<Calibração após o teste resposta: LIGAR / DESLIGAR>
Ativa / desativa a função de calibração automática se um teste resposta falhar.

1

Pressione o botão AIR para selecionar “CONFIG TESTE”, depois pressioneo botão MODE.
O menu de configuração de resposta é exibido.

2

Pressione o botão AIR para selecionar“CONFIG TESTE”, depois pressione obotão MODE.
O menu de configuração do teste resposta é exibido.

3

Pressione o botão AIR para selecionar “AUTO
CAL”, depois pressione o botão MODE.
A seleção LIGAR / DESLIGAR é exibida para
calibração após um teste resposta.

4

Pressione o botão AIR para selecionar
LIGAR ou DESLIGAR para calibração
após um teste resposta, depois
pressione o botão MODE.
Pressionar o botão AIR permite selecionar LIGAR ou
DESLIGAR para calibração após um teste resposta. A
configuração padrão é “LIGAR”.

5

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu deconfiguração do teste resposta.
- 60 -

CONFIG TESTELEMBRETE BUMPINTERVALO BUMPBUMP CONFIGTEMPO CALAUTO CALRETORNOCONFIG TESTE

LIGAR
AUTO CAL

6 Procedimento de Configuração

6-4. Configurações do modo usuário<Visor da data de vencimento do teste resposta: LIGAR / DESLIGAR>
Seleciona a notificação para a expiração do teste resposta.

1

Pressione o botão AIR para selecionar “BUMP CONFIG”, depois pressioneo botão MODE.
O menu de configuração de resposta é exibido.

2

Pressione o botão AIR para selecionar“LEMBRETE BUMP”, depois pressione obotão MODE.
A seleção LIGAR / DESLIGAR é exibida para o visor
da data de vencimento do teste resposta.

3

Pressione o botão AIR para selecionar
LIGAR ou DESLIGAR para o visor da data
de vencimento do teste resposta.
Pressionar o botão AIR permite selecionar LIGAR ou
DESLIGAR para o visor da data de vencimento doteste resposta. A configuração padrão é “DESLIGAR”.

4

CONFIG TESTELEMBRETE BUMPINTERVALO BUMPBUMP CONFIG

LIGAR
LEMBRETE BUMP

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu deconfiguração do teste resposta.

<Seleção do intervalo da data de vencimento do teste resposta>
Define o intervalo até que a notificação da data de vencimento do teste resposta seja dada após um teste
resposta.

1

Pressione o botão AIR para selecionar “BUMP CONFIG”, depois pressioneo botão MODE.
O menu de configuração de resposta é exibido.

2

Pressione o botão AIR para selecionar“INTERVALO BUMP”, depois pressione obotão MODE.
Pode selecionar o número de dias até a data devencimento do teste resposta.

3

Pressione o botão AIR para selecionar
LIGAR ou DESLIGAR para o intervalo dadata de vencimento do teste resposta.
Pressionar o botão AIR permite selecionar o intervalo
da data de vencimento do teste resposta entre 0 e 365
dias. A configuração padrão é “30 DIA”.

4

CONFIG TESTELEMBRETE BUMPTEST RESP VENC
BUMP CONFIG

DIA
INTERVALO BUMP

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu deconfiguração do teste resposta.

NOTA Se a configuração exceder 30 dias, um valor anormal pode ser diagnosticado no SDM-3R quando
conectado à estação de acoplamento SDM-3R. Nesses casos, defina essa configuração para 30
dias ou menos.

- 61 -

6 Procedimento de Configuração

6-4. Configurações do modo usuário<Seleção da operação após o vencimento do teste resposta>
Seleciona a operação após o visor da data de vencimento do teste resposta.

1

Pressione o botão AIR para selecionar “BUMP CONFIG”, depois pressioneo botão MODE.
O menu de configuração de resposta é exibido.

2

Pressione o botão AIR para selecionar“TEST RESP VENC”, depois pressione obotão MODE.
Pode selecionar a operação após o vencimento doteste resposta.

3

Pressione o botão AIR para selecionar aoperação após o vencimento do teste
resposta.
Pressionar o botão AIR exibe as seguintes operações
após o vencimento do teste resposta:
・ CAL NECESSÁRIA:Quando vencido, permite que o usuário
confirme e selecione se deseja prosseguir parao modo de medição ou para o modo usuário.
・ NÃO OPERACIONAL:
Quando vencido, o modo de medição não está
disponível.
Quando vencido, permite que o usuário
selecione se deseja prosseguir para o modo
usuário.
・ SEM EFEITO:
Quando vencido, indica vencimento do teste
resposta e permite que o usuário selecione sedeseja prosseguir para o modo usuário.
A configuração padrão é “CAL NECESSÁRIA”.

4

INTERVALO BUMPTEST RESP VENCTESTE RESP GASBUMP CONFIGCAL NECESSÁRIATEST RESP VENC

Pressione o botão MODE.

Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu deconfiguração do teste resposta.

<Seleção de gás do teste resposta>
Permite selecionar o gás para o qual a data de vencimento do teste resposta deve ser verificada.

1

Pressione o botão AIR para selecionar “BUMP CONFIG”, depois pressioneo botão MODE.
O menu de configuração de resposta é exibido.

2

Pressione o botão AIR para selecionar“TESTE RESP GAS”, depois pressione obotão MODE.
Permite selecionar o gás para o qual a data devencimento do teste resposta deve ser verificada.

3

Pressione o botão AIR para selecionar ogás do teste resposta.
Pressionar o botão AIR permite selecionar o gás parao qual a data de vencimento da calibração deve serverificada.
・ TODOS GASES: todos os sensores.
・ 4 GASES: todos os sensores, exceto o quarto
compartimento.
A configuração padrão é “TODOS GASES”.

4

Pressione o botão MODE.

Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu deconfiguração do teste resposta.
- 62 -TEST RESP VENCTESTE RESP GASRETORNOBUMP CONFIGTODOS GASESTESTE RESP GAS

6 Procedimento de Configuração

6-4. Configurações do modo usuário

6-4-5. Configuração do alarme de homem morto
Esta seção descreve o “Alarme de homem morto”: LIGAR / DESLIGAR”, o “Alarme de pânico: LIGAR /DESLIGAR” e a “Configuração do alarme de homem morto”.

NOTA Quando a configuração estiver concluída, pressione o botão AIR para selecionar “RETORNO”,
depois pressione o botão MODE. O visor retorna ao menu do modo usuário.

<Menu de configuração do alarme de homem morto>
1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “HOMEM
MORTO”, depois pressione o botão
MODE.

BUMP CONFIG
HOMEM MORTOCONFIG ALARMEMODO USUARIO

A tela do menu de alarme de homem morto é exibido.

2

Pressione o botão AIR para selecionar aconfiguração desejada, depois
pressione o botão MODE.

Item de configuração

Visor LCDTEMP HOM MORTO

Página de referência
<Alarme de homem morto: LIGAR /DESLIGAR> P. 63

HOMEM MORTOPANICOMENU HOM MORTHOMEM MORTOPANICOTEMP HOM MORTO
MENU HOM MORT

<Alarme de pânico: LIGAR /DESLIGAR> P. 64<Configuração do tempo do alarme dehomem morto> P. 64

RETORNO<Alarme de homem morto: LIGAR / DESLIGAR>
Permite ativar e desativar o alarme de homem morto.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“HOMEM MORTO”, depois pressione obotão MODE.

2

Pressione o botão AIR para selecionar
LIGAR ou DESLIGAR para o alarme dehomem morto, depois pressione o botão
MODE.
Pressionar o botão AIR permite selecionar LIGAR ou
DESLIGAR para o alarme de homem morto. A
configuração padrão é “DESLIGAR”.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu do alarme dehomem morto.

- 63 -HOMEM MORTOPANICOTEMP HOM MORTO
MENU HOM MORTLIGAR
HOMEM MORTO

6 Procedimento de Configuração

6-4. Configurações do modo usuário<Alarme de pânico: LIGAR / DESLIGAR>
Permite ativar e desativar o alarme de pânico.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“PANICO”, depois pressione o botão
MODE.

2

Pressione o botão AIR para selecionar
LIGAR ou DESLIGAR para o alarme depânico, depois pressione o botão MODE.
Pressionar o botão AIR permite selecionar LIGAR ou
DESLIGAR para o alarme de pânico. A configuração
padrão é “DESLIGAR”.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu do alarme dehomem morto.

HOMEM MORTOPANICOTEMP HOM MORTO
MENU HOM MORTLIGAR
PANICO<Configuração do tempo do alarme de homem morto>
Permite definir o tempo antes que um alarme de homem morto seja acionado.

NOTA

 Defina cada tempo do alarme dentro do seguinte intervalo:
10 segundos ≤ pré-alarme 1 ≤ pré-alarme 2 ≤ alarme principal ≤ 120 segundos

1

Pressione o botão AIR para selecionar“TEMP HOM MORTO”, depois pressioneo botão MODE.

2

Pressione o botão AIR para selecionar otempo para o pré-alarme 1 de homem
morto, depois pressione o botão MODE.
Pressionar o botão AIR permite selecionar o tempo
para o pré-alarme 1 no intervalo de 10 para o tempo
de configuração do pré-alarme 2. A configuração
padrão é “60 SEG”.

3

Pressione o botão AIR para selecionar otempo para o pré-alarme 2 de homem
morto, depois pressione o botão MODE.
Pressionar o botão AIR permite selecionar o tempo
para o pré-alarme 2 no intervalo do tempo deconfiguração do pré-alarme 1 para o tempo deconfiguração do alarme principal. A configuração
padrão é “75 SEG”.

4

Pressione o botão AIR para selecionar otempo para o alarme principal de homem
morto, depois pressione o botão MODE.
Pressionar o botão AIR permite selecionar o tempo
para o alarme principal no intervalo do tempo deconfiguração do pré-alarme 2 para 120 segundos. A
configuração padrão é “90 SEG”.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu do alarme dehomem morto.
- 64 -PANICOTEMP HOM MORTORETORNOMENU HOM MORTSEGTEMPO ALERTA 1

SEG
TEMPO ALERTA 2

SEGDURAÇÃO ALARME

6 Procedimento de Configuração

6-4. Configurações do modo usuário

6-4-6. Configuração do ponto de ajuste do alarme
Esta seção descreve as configurações do primeiro ao terceiro ponto de ajuste do alarme, do ponto de
ajuste do alarme STEL e do ponto de ajuste do alarme TWA e de como restaurar as configurações padrão.

<Configuração do ponto de ajuste do alarme>
Os pontos de ajuste do alarme podem ser definidos em unidades de um dígito.
Gás alvo de detecção
Gás combustível (HC / CH4)
Monóxido de carbono (CO)Sulfato de hidrogênio (H2S)
Dióxido de enxofre (SO2)
Dióxido de carbono (CO2)[vol%]
Dióxido de carbono (CO2)[ppm]

1 dígito

Limite inferior
1% LEL(Faixa recomendada 10% LEL ou superior)
12 ppm(Faixa recomendada 25 ppm ou superior)
0,5 ppm(Faixa recomendada 1.0 ppm ou superior)
0.25 ppm(Faixa recomendada 1.00 ppm ou superior)

Limite superior

0,01 vol%0,50 vol%8,00 vol%20 ppm2.000 ppm

9.000 ppm

1% LEL1 ppm
0,1 ppm
0,05 ppm

Gás alvo de detecção

1 dígitoOxigênio (O2)0,1 vol%Primeiro / segundo alarme
Limite inferior
Limite superior
0,0%
20,0%

60% LEL
2.000 ppm
200,0 ppm
100,00 ppm

Terceiro alarme
Limite inferior Limite superior
21,8%
40,0%

NOTA

 Defina os pontos de ajuste do alarme da seguinte forma:
Primeiro alarme ≤ segundo alarme ≤ terceiro alarme (primeiro alarme ≥ segundo alarme para oxigênio) Use configurações de alarme dentro da faixa de acordo com o desempenho do equipamento. A
definição de setpoints de alarme abaixo do intervalo recomendado pode causar falsos alarmes.

1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “CONFIG
ALARME”, depois pressione o botãoMODE.

HOMEM MORTOCONFIG ALARMEINTERV. ALMOÇO
MODO USUARIO

A tela de seleção do sensor de combustível é exibida.

2

Pressione o botão AIR para selecionar otipo de gás, depois pressione o botão
MODE.
Pressionar o botão AIR alternadamente exibe o gás
alvo de detecção e a tela de redefinição do ponto de
ajuste do alarme (página 66).
Pressionar o botão MODE exibe a tela deconfiguração do ponto de ajuste do primeiro alarme(WARNING).

3

Pressione o botão AIR para selecionar
um valor numérico para o ponto de
ajuste do primeiro alarme e, depois
pressione o botão MODE.
A tela de configuração do ponto de ajuste do segundo
alarme (ALARM) é exibida.

- 65 -

CONFIG ALARME

6 Procedimento de Configuração

4

6-4. Configurações do modo usuário

Pressione o botão AIR para selecionar ovalor numérico do ponto de ajuste do
segundo alarme, depois pressione obotão MODE.
A tela de configuração do ponto de ajuste do terceiro
alarme (ALARM H) é exibida.

5

Pressione o botão AIR para selecionar ovalor numérico do ponto de ajuste do
terceiro alarme, depois pressione obotão MODE.
Para gases tóxicos, as telas de configuração STEL e
TWA são exibidas após os passos acima. Defina-as
da mesma maneira.
Aparece “FIM” e a tela de redefinição do ponto de
ajuste do alarme é exibida.

NOTA Para obter informações sobre como redefinir as configurações, consulte “<Redefinição dos pontos
de ajuste do alarme>” na página 66. A tela de redefinição do ponto de ajuste do alarme pode não
aparecer se o produto não estiver configurado corretamente. Se isso ocorrer, entre em contato com
a Riken Keiki.
 Para mais informações sobre os pontos de ajuste do alarme, consulte “4. Ativação do Alarme” napágina 19.

<Redefinição dos pontos de ajuste do alarme>
Restaura os pontos de ajuste do alarme para as suas configurações padrão.

1

Pressione o botão AIR no menu domodo usuário para selecionar“CONFIG ALARME”, depois
pressione o botão MODE.

HOMEM MORTOCONFIG ALARMEINTERV. ALMOÇO
MODO USUARIO

A tela de seleção do sensor de combustível é
exibida.

2

Pressione várias vezes o botão AIR.
A tela de redefinição do ponto de ajuste do
alarme é exibida.
CONFIG ALARME

3

Pressione o botão
MODE.
A tela de configuração deredefinição do ponto de
ajuste do alarme é exibida.
Para cancelar areinicialização, pressione obotão AIR.

REDEF ALARM-P?

REDEF ALARM-P?

SIM:MODOREDEF ALARM-P

NÃO:AR
REDEF ALARM-P- 66 -

6 Procedimento de Configuração

4

5

6-4. Configurações do modo usuário

Pressione o botão
MODE.
A tela de confirmação deredefinição do ponto de
ajuste do alarme é exibida.

TEM CERTEZA?
NÃO: AR
REDEF ALARM-P

Pressione o botãoMODE.

TEM CERTEZA?

Aparece “FIM” e o visor
retorna ao menu do modo
usuário.

SIM:MODOREDEF ALARM-P

6-4-7. Intervalo para o almoço: LIGAR / DESLIGAR
Permite ativar e desativar a função de intervalo para o almoço. A função intervalo para o almoço mantém
os valores TWA e PEAK da última vez que a alimentação foi desligada e os carrega para continuar amedição na próxima vez que a alimentação for ligada.

1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “INTERV.
ALMOÇO”, depois pressione o botãoMODE.

CONFIG ALARMEINTERV. ALMOÇO
CONFIRMAÇÃO
MODO USUARIO

A tela de configuração do intervalo para o almoço é
exibida.

2

Pressione o botão AIR para selecionar
LIGAR ou DESLIGAR para a função deintervalo para o almoço.
Pressionar o botão AIR permite selecionar LIGAR ou
DESLIGAR para a função de intervalo para o almoço.
A configuração padrão é “DESLIGAR”.

3

DESLIGAR
INTERV. ALMOÇO

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu do modo
usuário.

NOTA Quando a configuração do intervalo para o almoço está ativada, uma tela de confirmação é exibida
solicitando ao usuário que mantenha os valores TWA e PEAK da última vez que a alimentação foi
desligada e continue a medição ou redefina os valores quando a alimentação for ligada.

6-4-8. Configuração do bipe de confirmação
Esta função fornece uma indicação audível de se o produto está operando normalmente.
A buzina toca em intervalos predefinidos enquanto a medição está em andamento. As seguintes funções
também podem ser operadas com "BUMP / CAL", "ALM ALRT" e "B / C / ALM”.
1. BUMP/CAL
・Inicia a operação quando a configuração do prazo de calibração está ativada e / ou a calibração
expirou ou a configuração do prazo de colisão está ativada e a colisão expirou.
・Uma vez que a operação é iniciada, ela não para até que todos os gases carregados sejam calibrados
ou batidos. (Exceto cancelamento de H2)・Cada tempo de configuração do intervalo O LED acende por cerca de um segundo.
2. ALARM ALERT・Inicia a operação quando um alarme de gás é emitido. (Incluindo menos falha do sensor)
・Uma vez que a operação é iniciada, ela não para até que todos os gases carregados sejam calibrados
ou batidos. (Exceto cancelamento de H2)・Cada tempo de configuração do intervalo O LED acende por cerca de um segundo.
- 67 -

6 Procedimento de Configuração

6-4. Configurações do modo usuário

3. BUMP/CAL/ALARM
・Inicia a operação quando a configuração do prazo de calibração está ativada e / ou a calibração
expirou ou a configuração do prazo de colisão está ativada e a colisão expirou.
・Uma vez que a operação é iniciada, ela não para até que todas as espécies de gás carregadas sejam
calibradas ou batidas. (Exceto cancelamento de H2)・O LED acende por cerca de um segundo a cada intervalo de tempo.

<Menu de configuração do bipe de confirmação>1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar“CONFIRMAÇÃO”, depois pressione obotão MODE.
A tela do menu de bipe de confirmação é exibida.

2

Pressione o botão AIR para selecionar aconfiguração desejada, depois
pressione o botão MODE.

Item de configuração

Visor LCDSELEC BIPETEMPO BIPE

SELEC BIPETEMPO BIPE
RETORNOCONFIRMAÇÃO

INTERV. ALMOÇO
CONFIRMAÇÃOLUZ FUNDO AUTO
MODO USUARIO

SELEC BIPETEMPO BIPE
RETORNOCONFIRMAÇÃO
Página de referência
<Configuração da operação do bipe>
P. 68<Configuração do intervalo do bipe>
P. 69

RETORNONOTA Quando a configuração estiver concluída, pressione o botão AIR para selecionar “RETORNO”,
depois pressione o botão MODE. O visor retorna ao menu do modo usuário.

<Configuração da operação do bipe>
Permite definir a operação do bipe de confirmação.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“SELEC BIPE”, depois pressione o botão
MODE.
A tela de seleção da operação do bipe é exibida. No
entanto, se você alterar a configuração, as operações
de "BUMP / CAL", "ALARM ALERT" e "BUMP / CAL /ALM" serão interrompidas.

- 68 -

SELEC BIPETEMPO BIPE
RETORNOCONFIRMAÇÃO

6 Procedimento de Configuração

2

6-4. Configurações do modo usuário

Pressione o botão AIR.
Pressionar o botão AIR exibe as seguintes telas emsequência:
・ “OFF”
・ “LED”
・ “BUZINA”
・ “LED+BUZINA”
・ “BUMP/CAL”
・ ALARM ALERT・ BUMP/CAL/ALM
A configuração padrão é “DESLIGAR”.

3

DESLIGAR
SELEC BIPE

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu deconfirmação do bipe.

<Configuração do intervalo do bipe>
Permite definir o intervalo entre os bipes de confirmação.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“TEMPO BIPE”, depois pressione obotão MODE.
A tela de configuração do intervalo do bipe é exibida.

2

Pressione o botão AIR.
Pressionar o botão AIR permite selecionar o intervalo
do bipe a partir da opção de 0,5 minutos e entre 1 e 99
minutos. A configuração padrão é “5 MIN”.

3

SELEC BIPETEMPO BIPE
RETORNOCONFIRMAÇÃO

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu deconfirmação do bipe.

- 69 -MIN
TEMPO BIPE

6 Procedimento de Configuração

6-4. Configurações do modo usuário

6-4-9. Luz de fundo automática: LIGAR / DESLIGAR
Ativa / desativa a função para iluminar automaticamente a luz de fundo no visor LCD.
Quando ativada, a luz de fundo será automaticamente ligada em locais escuros.

1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “LUZ FUNDO
AUTO”, depois pressione o botão MODE.
A tela de configuração da luz de fundo é exibida.

2

Pressione o botão AIR para selecionar
LIGAR ou DESLIGAR para a luz de fundo.
Pressionar o botão AIR permite selecionar LIGAR ou
DESLIGAR para a luz de fundo. A configuração
padrão é “LIGAR”.

3

CONFIRMAÇÃOLUZ FUNDO AUTO
TEMP LUZ FUNDOMODO USUARIODESLIGARLUZ FUNDO AUTO

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu do modo
usuário.

6-4-10. Configuração do tempo de iluminação da luz de fundo
Permite definir o tempo durante o qual a luz de fundo do LCD permanece acesa.

1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “TEMP LUZ
FUNDO”, depois pressione o botãoMODE.

LUZ FUNDO AUTO
TEMP LUZ FUNDOSOM DOS BOTÕES
MODO USUARIO

A tela de configuração do tempo de iluminação da luz
de fundo é exibida.

2

Pressione o botão AIR para selecionar otempo de iluminação da luz de fundo.
Pressionar o botão AIR permite selecionar um tempo
de iluminação da luz de fundo do botão DESLIGAR ou
entre 1 e 255 segundos.
A configuração padrão é “30 SEG”.

3

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu do modo
usuário.

- 70 -SEG
TEMP LUZ FUNDO

6 Procedimento de Configuração

6-4. Configurações do modo usuário

6-4-11. Som dos botões: LIGAR / DESLIGAR
Ativa / desativa o som de operação dos botões.

1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “SOM DOS
BOTÕES”, depois pressione o botão
MODE.

TEMP LUZ FUNDOSOM DOS BOTÕES
DEFIN MODO D
MODO USUARIO

A tela de configuração do som dos botões é exibida.

2

Pressione o botão AIR para selecionar
LIGAR ou DESLIGAR para o som dosbotões.
Pressionar o botão AIR permite selecionar LIGAR ou
DESLIGAR para o som dos botões. A configuração
padrão é “LIGAR”.

3

LIGAR
SOM DOS BOTÕES

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu do modo
usuário.

6-4-12. Visor do item do modo de exibição: LIGAR / DESLIGAR
Permite definir se os itens do modo de exibição que podem ser definidos estão visíveis ou ocultos.
Quando definido para DESLIGAR, os seguintes itens não são exibidos no modo de exibição:・ Seleção de gás de conversão combustível
・ Configuração da bateria de vida longa
・ Configuração de inversão do LCD
・ Inversão da luz de fundo
・ Configuração do Bluetooth
・ Função de ajuste do volume da buzina
・ Mudar idioma do visor

1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “DEFIN MODO
D”, depois pressione o botão MODE.
A tela de configuração do visor do item do modo deexibição é exibida.

2

Pressione o botão AIR para selecionar
LIGAR ou DESLIGAR para o visor do item
do modo de exibição.
Pressionar o botão AIR permite selecionar LIGAR ou
DESLIGAR para o visor do item do modo de exibição.
Os itens listados acima não serão exibidos seestiverem definidos como “DESLIGAR”.
A configuração padrão é “LIGAR”.

3

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu do modo
usuário.

- 71 -SOM DOS BOTÕES
DEFIN MODO DDATAMODO USUARIO

LIGAR
DEFIN MODO D

6 Procedimento de Configuração

6-4. Configurações do modo usuário

6-4-13. Seleção da unidade do sensor de CO2
Permite selecionar as unidades usadas com o sensor de CO2.
Esta configuração é exibida apenas em modelos que detectam CO2.

1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “SELEC UNID
IR”, depois pressione o botão MODE.
A tela de seleção da unidade do sensor de CO2 é
exibida.

2

Pressione o botão AIR para selecionar a
unidade para o sensor de CO2.
Pressionar o botão AIR exibe as seguintes telasalternadamente:・ vol%・ ppm

3

DEFIN MODO D
SELEC UNID IRCONFIG AR CO2
MODO USUARIO

SELEC UNID IR

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu do modo
usuário.

6-4-14. Calibração do ar do sensor de CO2: LIGAR / DESLIGAR
Define se o sensor de CO2 está ou não sujeito à calibração do ar. A configuração em LIGAR calibra osensor de CO2 quando a calibração do ar é realizada.
Exibido apenas em modelos que detectam CO2.

1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “CONFIG AR
CO2”, depois pressione o botão MODE.
A tela de configuração da calibração do ar do sensor
de CO2 é exibida.

2

Pressione o botão AIR para selecionar
LIGAR ou DESLIGAR para calibração do
ar do sensor de CO2.
Pressionar o botão AIR permite selecionar LIGAR ou
DESLIGAR para a calibração do ar do sensor de CO2.
A configuração padrão é “DESLIGAR”.

3

SELEC UNID IRCONFIG AR CO2DATAMODO USUARIOLIGARCONFIG AR CO2

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu do modo
usuário.

NOTA
Pode não ser exibido dependendo da configuração e do estado da conexão.
Sensor de CO2 conectado normalmente: exibido
Sensor de CO2 não conectado normalmente ou definido para um sensor diferente do sensor de CO2:
não exibido- 72 -

6 Procedimento de Configuração

6-4. Configurações do modo usuário

6-4-15. Configuração de data e horaDefine a data e a hora do relógio interno.

1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “DATA”, depois
pressione o botão MODE.
A tela de configuração de data e hora é exibida.
O item intermitente piscando pode ser definido.

2

Pressione o botão AIR para selecionar oitem de configuração desejado, depois
pressione o botão MODE.
Defina a data e a hora na sequência ano -> mês -> dia-> hora -> minuto.
・ AAAA (ano)・ MM (mês)
・ DD (dia)・ 0:00 (hora)

CONFIG AR CO2DATAFORMATO DATAMODO USUARIO

AAAA/MM/DD
DATA

Pressione o botão MODE depois de definir o item
“minuto”. Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu domodo usuário.

6-4-16. Configuração do formato da data
Permite selecionar um de três formatos de data diferentes.

1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “FORMATO
DATA”, depois pressione o botão MODE.
A tela de configuração do formato de data é exibida.

2

Pressione o botão AIR para selecionar oformato desejado.
Os seguintes formatos estão disponíveis:
・ “AAAA/MM/DD” (ano / mês / dia)・ “DD/MM/AAAA” (dia / mês / ano)・ “MM/DD/AAAA” (mês / dia / ano)
A configuração padrão é "AAAA/MM/DD" para
especificações japonesas e "MM/DD/AAAA" para
especificações de exportação.

3

DATA
FORMATO DATAIDIOMA
MODO USUARIO

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu do modo
usuário.

- 73 -

AAAA/MM/DD
FORMATO DATA

6 Procedimento de Configuração

6-4. Configurações do modo usuário

6-4-17. Configuração do idioma
Permite selecionar um de onze idiomas diferentes para o visor LCD.

1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “IDIOMA”,
depois pressione o botão MODE.
A tela de configuração de idioma é exibida.

2

Pressione o botão AIR para selecionar oidioma desejado.
Os seguintes idiomas estão disponíveis:
・ INGLÊS
・ JAPONÊS
・ ITALIANO
・ ESPANHOL・ ALEMÃO
・ FRANCÊS
・ PORTUGUÊS
・ RUSSO・ COREANO
・ CHINÊS (SC)・ CHINÊS (TC)A configuração padrão para especificações japonesas
é "JAPANESE".
A configuração padrão para especificações deexportação é "INGLÊS".

3

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu do modo
usuário.

- 74 -FORMATO DATAIDIOMASENHA USUARIO
MODO USUARIO

INGLÊSJAPONÊSITALIANOIDIOMA

6 Procedimento de Configuração

6-4. Configurações do modo usuário

6-4-18. Configuração da senha do usuário
Permite definir uma senha para acessar o modo usuário. A senha pode ser definida como um número dequatro dígitos no intervalo de 0000 a 9.999.

1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “SENHAUSUARIO”, depois pressione o botãoMODE.
A senha pode ser ativada ou desativada na tela deconfiguração da senha do modo usuário.

2

Pressione o botão AIR para selecionar“LIGAR”, depois pressione o botão
MODE.
A tela de entrada da senha é exibida.
A configuração padrão é “0000”.
A senha pode ser definida como um número de quatro
dígitos no intervalo de 0000 a 9.999.

3

IDIOMASENHA USUARIO
ROM/SUM
MODO USUARIODESLIGARSENHA USUARIO

Pressione o botão AIR para selecionar
um número de 0 a 9, depois pressione obotão MODE.
O número é inserido como o primeiro dígito da senhae o segundo dígito pisca.

SENHA USUARIO

Pressione o botão MODE depois de inserir o dígito
final. Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu domodo usuário.

<Acesso ao modo usuário quando protegido por senha>
1

Com a alimentação desligada, pressioneo botão AIR e o botão POWER ao mesmo
tempo.
Solte os botões quando a buzina soar.
A tela de entrada da senha é exibida.

2

Insira a senha predefinida.
Pressione o botão AIR para selecionar o número dodígito atualmente selecionado, depois pressione obotão MODE para confirmar.

O menu do modo usuário é exibido quando a senha édigitada corretamente.
Se a senha digitada estiver incorreta, será exibido um
erro. O visor muda para “Transição da tela de ativação
para exibição da tela de medição” em “5-3.
Inicialização”.

- 75 -SENHATESTE RESPOSTACALIBRAÇÃO GASBUMP CONFIG
MODO USUARIO

6 Procedimento de Configuração

6-4. Configurações do modo usuário

6-4-19. Visor ROM/SUM
Exibe o número do programa e o valor SUM do produto.
* Normalmente não é usado pelo usuário.

1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “ROM/SUM”,
depois pressione o botão MODE.
A tela ROM/SUM é exibida.

As informações a seguir são exibidas alternadamente
na tela ROM/SUM.
・ “ROM/SUM PRINC”
・ “ROM/SUM SENSOR”
・ “ROM/SUM SENS IR”* Apenas em modelos com sensor de CO2・ “BLUETOOTH”

2

SENHA USUARIO
ROM/SUMRÁDIO PADRÃO
MODO USUARIO

ROM/SUM PRINC

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu do modo
usuário.

6-4-20. Visor de autenticação do Bluetooth
Permite verificar a autenticação do Bluetooth.

1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “RÁDIO
PADRÃO”, depois pressione o botão
MODE.

ROM/SUMRÁDIO PADRÃOINICIO MEDIÇÃO
MODO USUARIO

A autenticação do Bluetooth é exibida.

O código de autenticação é exibido na área.

RÁDIO PADRÃO
2

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu do modo
usuário.

NOTANão é exibido em determinados modelos
Equipado com Bluetooth:exibidoNão equipado com Bluetooth: não exibido- 76 -

7 Manutenção

7-1. Intervalos de manutenção e itens de manutenção

7
7

Manutenção

O produto é um importante dispositivo de segurança e prevenção de desastres.
Realize a manutenção do produto em intervalos regulares para garantir o desempenho e melhorar aprevenção de desastres e a confiabilidade da segurança.

7-1. Intervalos de manutenção e itens de manutenção
Os seguintes itens devem sofrer manutenção regularmente antes de usar o produto:
・ Manutenção diária: Realize a manutenção antes de começar o trabalho.
・ Manutenção mensal: Realize a manutenção testando os alarmes uma vez por mês.
・ Manutenção regular: Realize a manutenção pelo menos uma vez por ano (idealmente, pelo menos uma
vez a cada seis meses).
Item demanutenção
Nível da bateria
Visor deconcentração

Operação da
unidadeprincipal
FiltroTeste doalarmeAjuste deamplitude
Verificação doalarme de gás

Detalhes da manutenção
Verifique para confirmar se os níveis da bateriaestão adequados.
Verifique para confirmar se a leitura daconcentração é 0 (ou 20,9% para o medidor deoxigênio) depois de aspirar ar fresco. Se a leitura
não for 0, verifique se não há gases de interferência
e execute a calibração do ar.
Verifique o visor LCD para confirmar se a leitura não
está com defeito.
Verifique para confirmar se o filtro não está sujo.
Teste o alarme e verifique se os dispositivos de LED
do alarme, a buzina e o vibrador operamcorretamente.
Realize o ajuste de amplitude usando um gás decalibração.
Verifique o alarme de gás com um gás decalibração.

Manutenção
diáriaManutenção
mensalManutenção
regular

























‒





‒

‒



‒

‒



AVISO
 Se for detectada uma anomalia no produto, entre imediatamente em contato com a Riken Keiki.

NOTA O ajuste de amplitude requer ferramentas específicas e a preparação de um gás de calibração.
Sempre entre em contato com a Riken Keiki para ajuste de amplitude.
 Os sensores embutidos têm vida útil limitada e devem ser substituídos regularmente.
 Se os sensores não puderem ser calibrados usando o ajuste de amplitude, as leituras não são
restauradas após a calibração do ar, ou se as leituras oscilam, os sensores estarão no fim de sua
vida útil. Entre em contato com a Riken Keiki para a substituição.
- 77 -

7 Manutenção

7-1. Intervalos de manutenção e itens de manutenção

Serviço de manutenção
A Riken Keiki fornece serviços relacionados à manutenção regular,
incluindo ajuste de amplitude, assim como outros ajustes e manutenção.
A preparação do gás de calibração requer o uso de ferramentas específicas, tais como cilindros de gás daconcentração especificada e sacos de amostragem de gás.
Nossos engenheiros de serviço certificados têm conhecimento especializado das ferramentas específicas
usadas para esses serviços, assim como experiência em produtos. Aproveite o serviço de manutenção da
Riken Keiki para manter a operação segura do produto.
O serviço de manutenção cobre os seguintes aspectos principais. Entre em contato com a Riken Keikipara mais informações.

<Detalhes principais do serviço de manutenção>Verificação donível da bateria

Verifica os níveis da bateria

Verificação dovisor deconcentração

Verifica para confirmar que a leitura de concentração é 0 (ou 20,9% para o medidorde oxigênio) usando um gás zero.
A calibração do ar (ajuste zero) é realizada se a leitura não for zero.

Verificação dofiltroVerifica o filtro do pó relativamente à contaminação e ao entupimento.
O filtro é substituído se estiver sujo ou entupido.

Teste do alarme

Testa o alarme para verificar se os dispositivos de LED do alarme, a buzina e ovibrador operam corretamente.

Ajuste deamplitude

Realiza o ajuste de amplitude usando um gás de calibração.

Verificação doalarme de gás

Verifica o alarme de gás usando um gás de calibração.
 Verificação de alarmes (confirmando a ativação do alarme quando o ponto
de ajuste do alarme é atingido)
 Verificação do tempo de atraso (verificação do tempo de atraso até a
ativação do alarme)
 Verifica a buzina, os LEDs, o vibrador e o visor de concentração. (Verifica aoperação de cada um dos alarmes de três passos.)Limpeza e
reparação do
produto(inspeção
visual)Verifica se o exterior do produto está sujo e danificado; limpa e repara qualquer áreaproblemática proeminente.
As peças são substituídas se estiverem rachadas ou danificadas.

Verificação deoperação do
produtoSubstituição depeças
consumíveis

Opera os botões para verificar as operações e parâmetros da função.

Substitui componentes degradados, tais como sensores e filtros.

- 78 -

7 Manutenção

7-2. Calibração

7-2. Calibração
O produto pode ser calibrado usando a calibração automática com concentrações de gás predefinidas
além da calibração do ar.
O ajuste de amplitude requer ferramentas específicas e um gás de calibração. Entre em contato com a
Riken Keiki.

CUIDADO Não use um gás mais leve para verificar a sensibilidade do produto. Os componentes no gás maisleve podem degradar o desempenho do sensor.
 Se um sensor de dióxido de carbono (CO2) estiver instalado, as características do sensor podem
indicar uma alta indicação imediatamente após a energização. Aqueça por cerca de 10 a 20
minutos e use-a após as instruções estarem estáveis.

7-2-1. Preparação para calibração
<Equipamento / materiais necessários>






Gás de calibração
Saco de amostragem de gás
Adaptador de calibração
Bomba<Concentrações do gás de calibração recomendadas>
Gás alvo de detecção

Modelo do sensor

Gás de calibração

Concentração do gás decalibração

Gás combustível (HC)NCR-6309

Isobutano (i-C4H10)0,9 vol%Gás combustível (CH4)

NCR-6309

Metano (CH4)2,5 vol%Sulfato de hidrogênio(H2S)

ESR-A1DP ou
ESR-A13i

Sulfato de hidrogênio
(H2S)

25,0 ppm

Oxigênio (O2)ESR-X13P

Oxigênio (O2)
N2 diluído

12,0%Monóxido de carbono(CO)

ESR-A1DP,ESR-A1CP, ou
ESR-A13P

Monóxido de carbono(CO)

50 ppmMonóxido de carbono(CO)

ESR-A1CP

Hidrogênio (H2)
ar diluído

500 ppm

Dióxido de enxofre(SO2)

ESR-A13D

Dióxido de enxofre (SO2)
N2 diluído

8,00 ppm

Dióxido de carbono(CO2)

IRR-0409

Dióxido de carbono(CO2)

2,5 vol%Dióxido de carbono(CO2)

IRR-0433

Dióxido de carbono(CO2)

5.000 ppm

* O hidrogênio deve ser calibrado na faixa entre 10 °C e 30 °C.
* O mesmo se aplica ao gás de teste resposta.

- 79 -

7 Manutenção

7-2. Calibração

<Método de fornecimento de gás>
Conecte um adaptador de calibração ao produto, conecte o saco de amostragem de gás conforme
mostrado na figura abaixo para introduzir gás a uma taxa de fluxo de 250 mL / min e aguarde 60
segundos após a leitura aumentar antes de calibrar.
Saco deamostragem degás

250 mL / min

AVISO
Gás de calibração
O gás de calibração é um gás perigoso (por exemplo, gás combustível, gás tóxico, falta deoxigênio). Manuseie o gás e os gabaritos e ferramentas relacionados com o devido cuidado.
Saco de amostragem de gás
Use diferentes sacos de amostragem de gás para cada tipo de gás e concentração para garantir
uma calibração precisa.
Localização para a calibração Não calibre em um espaço confinado.
 Não calibre em locais onde gases como silicone e gases de pulverização são usados.
 Calibre dentro do local a temperaturas normais sem flutuações significativas (dentro de ±5 °C).
Calibração do sensor de monóxido de carbono (ESR-A1CP)
 O sensor de monóxido de carbono com função de correção de interferência de hidrogênio
(ESR-A1CP) deve ser calibrado separadamente para monóxido de carbono e hidrogênio.
 O monóxido de carbono e o hidrogênio usados na calibração devem ser, cada um, um único gás. A
calibração pode ser realizada usando uma mistura de gás, mas o ajuste correto de amplitude não
será alcançado e as leituras de concentração serão imprecisas.
 Se a sensibilidade do hidrogênio não for calibrada, as leituras de monóxido de carbono podem serlevemente superiores ou inferiores do que as concentrações reais quando medidas em ambientes
onde o hidrogênio também estiver presente.

CUIDADO Se for usado e armazenado por um longo período de tempo em um ambiente seco, a calibração dasensibilidade do gás de hidrogênio pode não ser possível. Se FAIL SENSOR (SENSOR DE
FALHA) for exibido durante a calibração de sensibilidade de gás hidrogênio, deixe a unidade noambiente onde a umidade seja suficiente durante a noite ou mais e, em seguida, realize acalibração de gás novamente. No entanto, se a calibração da sensibilidade do gás CO não puder
ser executada, entre em contato com o revendedor ou com o escritório de vendas mais próximo
para a substituição do sensor.

NOTA

 Além dos métodos descritos acima, o RP-3R (opção) ou o SDM-3R (opção) também podem ser
usados para calibração.
Para usar o RP-3R (opção), o modo de bomba deve ser configurado para o modo Baixo.

- 80 -

7 Manutenção

7-2. Calibração

7-2-2. Menu de configuração da calibração
Esta seção descreve “Calibração do ar”, “Configuração da concentração de calibração automática”,“Configuração do cilindro de calibração automática”, “Calibração automática” e “Calibração zero de CO2”.

1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “CALIBRAÇÃO
GAS”, depois pressione o botão MODE.
A tela do menu de calibração é exibida.

2

Pressione o botão AIR para selecionar aconfiguração desejada, depois
pressione o botão MODE.

Item de configuração

AJUSTE ZERO

Visor LCD

AJUSTE ZEROCAL ZERO CO2
AUTO CALCALIBRAÇÃO GASTESTE RESPOSTACALIBRAÇÃO GASBUMP CONFIG
MODO USUARIO

AJUSTE ZEROCAL ZERO CO2
AUTO CALCALIBRAÇÃO GAS

Página de referência

“7-2-3. Calibração do ar” P. 82

CAL ZERO CO2* Exibido apenas em modelos que
detectam CO2.
Não pode ser exibido se osensor de CO2 não estiver
conectado corretamente.

“7-2-4. Calibração zero de CO2” P. 84“7-2-5. Calibração automática”P. 85“7-2-6. Configuração automática do
cilindro de calibração” P. 86“7-2-7. Seleção da concentração do
gás de calibração automática” P. 87

AUTO CALRETORNONOTA Quando a configuração estiver concluída, pressione o botão AIR para selecionar “RETORNO”,
depois pressione o botão MODE. O visor retorna ao menu do modo usuário.

- 81 -

7 Manutenção

7-2. Calibração

7-2-3. Calibração do ar
AVISO Quando a calibração do ar for realizada no ambiente, verifique o frescor do ar antes de iniciar. A
presença de gases de interferência impossibilitará o ajuste correto para zero e, potencialmente,
resultará em condições perigosas no caso de vazamentos reais de gás.

CUIDADO Faça sempre a calibração do ar em condições de pressão, temperatura e umidade semelhantes às
do ambiente de operação e em ar fresco.
 Aguarde até que a leitura estabilize antes de realizar a calibração do ar.
 Por defeito, a calibração do ar não é executada no sensor de CO2. Pode ativar a calibração de arpara o sensor de CO2 ajustando a configuração de calibração do ar do sensor de CO2 para LIGAR
no modo usuário. Para obter informações sobre como alterar a configuração, consulte “6-4-14.
Calibração do ar do sensor de CO2: LIGAR / DESLIGAR”. A calibração do ar deve ser ajustada
para 400 ppm. Confirme se o ar circundante está fresco. Note que o produto não executará asespecificações padrão do produto se executar a calibração do ar com essa configuração. Se acalibração do ar do CO2 for realizada com sucesso, o valor de calibração zero de CO2 é eliminado
e ajustado para 400 ppm.

NOTA

 Se a calibração do ar falhar, aparece “FALHA” ao lado da medição para o sensor com defeito
juntamente com “SENSOR”. Pressione o botão MODE para reinicializar o alarme de falha (falha na
calibração). A calibração do ar não será executada para o sensor com defeito e a concentração serácalculada usando o valor antes da calibração.

 A calibração do ar também pode ser realizada no modo de medição. (P. 33)
1

Pressione o botão AIR para selecionar“AJUSTE ZERO”, depois pressione obotão MODE.
A tela de calibração do ar é exibida.

2

AJUSTE ZEROCAL ZERO CO2
AUTO CALCALIBRAÇÃO GASMantenha o botão AIR pressionado.

AJUSTE ZERO

A calibração do ar é executada.

SEGURE AIR
AJUSTE ZERO- 82 -

7 Manutenção

3

7-2. Calibração

Solte o botão quando “SOLTE AIR” forexibido.

AJUSTANDO ZEROSOLTE AIR“PASSOU” é exibido se a calibração do ar for bem
sucedida.

PASSOU
AJUSTE ZERO

A concentração atual após a calibração do ar é
exibida. O visor retorna à tela do menu de calibração.
“FALHA” é exibido se a calibração não foi bem
sucedida.
Aparece “FIM” e o visor retorna à tela do menu decalibração.

- 83 -

AJUSTE ZERO

7 Manutenção

7-2. Calibração

7-2-4. Calibração zero de CO2
AVISO
 Use ar ou nitrogênio de alta pureza para a calibração zero do sensor de dióxido de carbono.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“CAL ZERO CO2”, depois pressione obotão MODE.
A tela de calibração zero de CO2 é exibida.

2

CAL ZERO CO2
AUTO CALRETORNOCALIBRAÇÃO GASIntroduzir ar ou nitrogênio de alta
pureza e pressionar o botão MODE após
60 segundos
CAL ZERO CO2

A calibração zero de CO2 é executada.

AJUSTANDOCAL ZERO CO2“PASSOU” é exibido se a calibração zero de CO2 foi
bem-sucedida.

PASSOUCAL ZERO CO2

A concentração atual após a calibração zero de CO2 é
exibida. O visor retorna à tela do menu de calibração.
“FALHA” é exibido se a calibração não foi bem
sucedida.
Aparece “FIM” e o visor retorna à tela do menu decalibração.

NOTA

CAL ZERO CO2

 Se a calibração do ar do sensor de CO2 for ativada no modo usuário, o valor de calibração zero deCO2 é eliminado e definido para 400 ppm quando a calibração do ar for bem-sucedida.
 Se a calibração do ar do CO2 for realizada com sucesso, o valor de calibração de 400 ppm é eliminado
e ajustado para 0 ppm.

- 84 -

7 Manutenção

7-2. Calibração

7-2-5. Calibração automática
Calibra para cada gás na concentração especificada.

1

2

Pressione o botão AIR para selecionar“AUTO CAL”, depois pressione o botãoMODE.

CAL ZERO CO2
AUTO CALRETORNOCALIBRAÇÃO GAS

Selecione o cilindro para calibração,depois pressione o botão MODE.
Para obter informações sobre as configurações docilindro, consulte “7-2-6. Configuração automática do
cilindro de calibração” na página 86.

3

Introduza o gás de calibração, aguarde 60
segundos e, depois, pressione o botão MODE.

A calibração automática é executada.

AJUSTANDO
AUTO CAL“PASSOU” é exibido se a calibração do ar for bem
sucedida.
“FALHA” é exibido se a calibração não foi bem
sucedida.

PASSOU
AUTO CAL

A concentração após a calibração automática é
exibida.

Apenas nos modelos Japan Ex, a concentração e ovalor de reserva do sensor após a calibração
automática são exibidos essa ter sido realizada com
sucesso.
EXIBIR CAL MÁX

4

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna à tela do menu decalibração. Não é necessário pressionar o botão
MODE se FALHOU ou PASSOU ocorrer para todos.

- 85 -

7 Manutenção

7-2. CalibraçãoAVISO

 Para modelos com um sensor de gás combustível instalado, a telamostrada à direita pode ser exibida após a calibração automática. Se
esta tela for exibida, alguns gases combustíveis não podem serconvertidos usando a função de conversão de gás combustível. Paraobter informações sobre os tipos de gases que não podem serconvertidos, consulte “6-2-2. Seleção de gás de conversão
combustível” na página 42. Se a tela mostrada à direita aparecer,
substitua imediatamente o sensor de gás combustível por um novo.

LIMITEDLISTA GÁS HC

NOTA

 Se um sensor de CO2 estiver instalado, execute sempre a calibração zero de CO2 antes da calibração
automática.
Calibração do ar → Calibração zero de CO2 → calibração automática
 Para outros gases que não o CO2, a calibração do ar deve ser sempre executada antes da calibração
automática.

7-2-6. Configuração automática do cilindro de calibração
Esta seção descreve como definir grupos de gases (cilindros) para calibração. Cinco cilindros de gás
podem ser definidos de A a E.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“AUTO CAL”, depois pressione o botão
MODE.
A tela de calibração automática é exibida.

2

CAL ZERO CO2
AUTO CALRETORNOCALIBRAÇÃO GAS

Pressione o botão AIR.
Pressionar o botão AIR exibe o tipo de gás e aconcentração para os cilindros A a E em sequência.

3

Selecione “CONFIG CILINDRO”, depois
pressione o botão MODE.
CONFIG CILINDRO

4

Pressione o botão AIR.
Pressionar o botão AIR exibe o gás alvo de detecção
em sequência.
Pressionar uma vez o botão AIR exibe “RETORNO” eretorna o visor à tela no Passo 1.

5

Pressione o botão MODE na tela deseleção do sensor para alterar as
configurações do cilindro.

A tela de mudança de configuração do cilindro é
exibida.

6

CONFIG CILINDRO

Pressione o botão AIR para selecionar
um cilindro de A a E, depois pressione obotão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna à tela do menu decalibração.
- 86 -

CONFIG CILINDRO

7 Manutenção

7-2. Calibração

7-2-7. Seleção da concentração do gás de calibração
automática
Esta seção descreve como selecionar a concentração do gás de calibração automática para os sensores
instalados.
A concentração do gás de calibração pode ser ajustada em unidades de um dígito dentro da faixa deconfiguração.
<Faixa de configuração da concentração do gás de calibração>Gás alvo dedetecção
Gás combustível(HC)
Gás combustível(CH4)
Sulfato dehidrogênio (H2S)
Oxigênio (O2)
Monóxido decarbono (CO)Monóxido decarbono (CO)Dióxido deenxofre (SO2)
Dióxido decarbono (CO2)
Dióxido decarbono (CO2)Modelo dosensor
NCR-6309

Gás decalibração
Isobutano(i-C4H10)

1 dígito

Limiteinferior

Limitesuperior

1% LEL

5% LEL

75% LEL

1% LEL

5% LEL

75% LEL0,1 ppm

1,0 ppm

200,0 ppm

0,1 vol%

0,0 vol%

18,0 vol%NCR-6309

Metano (CH4)ESR-A1DP ou
ESR-A13i
ESR-X13P
ESR-A1DP,ESR-A1CP, ou
ESR-A13P

Sulfato dehidrogênio (H2S)
Oxigênio (O2)
Monóxido decarbono (CO)1 ppm

20 ppm2.000 ppm

ESR-A1CP

Hidrogênio (H2)1 ppm

25 ppm2.000 ppm

0,05 ppm

1,00 ppm

100,00 ppm

0,01 vol%1,00 vol%4,00 vol%20 ppm3.000 ppm

9.000 ppm

ESR-A13D
IRR-0409
IRR-0433

Dióxido deenxofre (SO2)
Dióxido decarbono (CO2)
Dióxido decarbono (CO2)* A calibração de CO(-H2) deve ser realizada usando um único gás e não como uma mistura de CO e H2.
* O hidrogênio deve ser calibrado na faixa entre 10 °C e 30 °C.

1Pressione o botão AIR para selecionar“AUTO CAL”, depois pressione o botão
MODE.
A tela de calibração automática é exibida.

2

CAL ZERO CO2
AUTO CALRETORNOCALIBRAÇÃO GAS

Pressione o botão AIR.
Pressionar o botão AIR exibe as concentrações paraos cilindros A a E em sequência.

3

Selecione “DEFIN CAL-P”, depois
pressione o botão MODE.
DEFIN CAL-P

4

Pressione o botão AIR para selecionar otipo de gás de calibração.
Pressionar o botão AIR exibe o gás alvo de detecção
em sequência.
Pressionar uma vez o botão AIR exibe “RETORNO” eretorna o visor à tela no Passo 1.

- 87 -

DEFIN CAL-P

7 Manutenção

5

7-3. Teste resposta

Pressione o botão MODE na tela deseleção do sensor para mudar as
concentrações do gás de calibração.

A tela de mudança de concentração de calibração é
exibida.

6

DEFIN CAL-P

Pressione o botão AIR para selecionar aconcentração de calibração, depois
pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna à tela do menu decalibração.

7-3. Teste resposta
O produto inclui uma função para executar um teste resposta (verificação de função).
Um teste resposta pode ser executado para tipos de gás selecionados dos cilindros A a E. Prepare um gás
de teste resposta da mesma maneira que para o gás de calibração (P. 79).

1

Pressione o botão AIR no menu domodo usuário para selecionar “TESTERESPOSTA”, depois pressione o botão
MODE.
A tela do teste resposta é exibida.

2

Pressione o botão AIR para selecionar ocilindro para o teste resposta.
Os cilindros A a E são exibidos em sequência.
Pressionar uma vez o botão AIR exibe “RETORNO” eretorna o visor à tela no Passo 1.

3

TESTE RESPOSTACALIBRAÇÃO GASBUMP CONFIG
MODO USUARIOTESTE RESPOSTA

Pressione o botão MODE na telaexibindo o cilindro.
Introduza o gás para o teste resposta.
O teste resposta é executado.

TESTE RESPOSTA

Se a calibração estiver especificada para ser
executada após um teste resposta falhar,a calibração será executada automaticamente se oteste resposta falhar.

Após o teste resposta e a calibração estarem
concluídos, os resultados do teste resposta (àesquerda) e os resultados da calibração (à direita)
são exibidos juntos com as leituras no teste respostae após a calibração.

TESTE RESPOSTA“P”: Passou, “F”: Falhou(Somente aqueles calibrados são exibidos.)- 88 -

7 Manutenção

4

7-3. Teste resposta

Pressione o botão MODE.
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu do modo
usuário.
Confirme se os testes resposta (e calibração) foram
executados corretamente para todos os gases e se P
(passou) é exibido antes de ser usado.

CUIDADO Para modelos com um sensor de gás combustível instalado, a telamostrada à direita pode ser exibida se a calibração for executada após
uma falha no teste resposta. Se esta tela for exibida, alguns gases
combustíveis não podem ser convertidos usando a função de conversão
de gás combustível. Para obter informações sobre os tipos de gases quenão podem ser convertidos, consulte “6-2-2. Seleção de gás de conversão
combustível”. Se a tela mostrada à direita for exibida, substitua
imediatamente o sensor de gás combustível por um novo.

LIMITEDLISTA GÁS HC

7-4. Instruções de limpeza
Limpe o produto se ficar excessivamente sujo. Certifique-se de desligar a alimentação antes de limpá-lo elimpe-o com um trapo ou pano úmido e bem espremido. Não limpe com água, solventes orgânicos ou
produtos de limpeza disponíveis no mercado para limpeza, pois podem causar mau funcionamento do
produto.

CUIDADO Ao limpar o produto, não salpique água nem use solventes orgânicos, tais como álcool e benzina,
ou produtos de limpeza disponíveis comercialmente. Estes podem descolorir ou danificar a
superfície do produto ou causar mau funcionamento dos sensores.

NOTA A água pode permanecer na abertura ou ranhuras do som da buzina após o produto ter sido
molhado. Remova qualquer umidade da seguinte forma:① Limpe cuidadosamente a umidade do produto usando uma toalha ou pano seco.
② Segure o produto com firmeza e agite-o cerca de dez vezes com a abertura do som da buzina
virada para baixo.
③ Limpe a umidade que sai do interior usando uma toalha ou pano.
④ Coloque o produto em uma toalha ou pano seco e deixe-o em repouso à temperatura ambiente.

- 89 -

7 Manutenção

7-5. Substituição de peças

7-5. Substituição de peças
7-5-1. Peças de substituição periódica
As peças consumíveis do produto são listadas abaixo. As peças consumíveis devem ser substituídas
usando os intervalos de substituição recomendados como uma orientação.

<Lista de peças de substituição recomendadas>
NomeIntervalo deverificação
recomendado

Intervalo de
substituição
recomendado

Quantidade(itens por
unidade)Sensor de gás combustível(NCR-6309)

6 meses

3 anos1*

Sensor de O2 (ESR-X13P)

6 meses

3 anos1*

Sensor de CO/H2S(ESR-A1DP)

6 meses

3 anos1*

Sensor de CO (ESR-A13P)

6 meses

3 anos1*

Sensor de CO (ESR-A1CP)

6 meses

3 anos1*

Sensor de H2S (ESR-A13i)

6 meses

3 anos1*

Sensor de SO2 (ESR-A13D)

6 meses

3 anos1*

Sensor de CO2 (IRR-0409)

6 meses

5 anos1*

1

Sensor de CO2 (IRR-0433)

6 meses

5 anosAntes e após ouso

6 meses ou quandocontaminado

1

Filtro de remoção de gás deinterferência

3 meses

6 meses1

Filtro de remoção de gás deinterferência

3 meses

6 meses1

Filtro de remoção de gás deinterferência

3 meses

6 meses1

Filtro de remoção de gás deinterferência

3 meses

6 meses1

Filtro de remoção de gás deinterferência

3 meses

6 meses1

Vedantes de borracha-

3 a 6 anos

1 conjunto

BUL-3R-

Aprox. 500 ciclos decarga / descarga

1

Baterias alcalinas AAA

-

-

2

Filtro do pó

Observações

*Nº peça: 4777 9343 10
Conjunto de 10
Para sensor de gás
combustível (NCR-6309)
Nº peça: 4777 9315 90
Conjunto de 5
Para o sensor de CO/H2S(ESR-A1DP)
Nº peça: 4777 9314 10
Conjunto de 5
Para sensor de CO(ESR-A1CP, ESR-A13P)
Nº peça: 4777 9316 60
Conjunto de 5
Para sensor de H2S(ESR-A13i)
Nº peça: 4777 9317 30
Conjunto de 5
Para sensor de SO2(ESR-A13D)
Nº peça: 4777 9318 10
Conjunto de 5*
Quando se usar a bateria
recarregável (BUL-3R)
Nº peça: 4777 16*
Quando se usar a bateria
seca (BUD-3R)
Nº peça: 2757 0001 90* Após a substituição, é necessária uma verificação funcional por um engenheiro de serviço qualificado.
Para garantir a segurança e a operação estável do produto, solicite uma verificação por um engenheiro deserviço qualificado. Entre em contato com a Riken Keiki para solicitar a verificação.

- 90 -

7 Manutenção

7-5. Substituição de peças

NOTA Os intervalos de substituição acima são apenas orientativos. Os intervalos de substituição podem
variar dependendo das condições reais de operação. Esses intervalos não constituem períodos degarantia. Os intervalos de substituição podem variar dependendo dos resultados da manutenção
regular.

- 91 -

7 Manutenção

7-5. Substituição de peças

7-5-2. Substituição do filtro
O filtro do pó e os filtros de remoção de gás de interferência são consumíveis. Verifique a extensão dacontaminação e substitua-os regularmente.

<Procedimento de substituição do filtro do pó>
1

2

Solte os dois parafusos na parteinferior da unidade principal e solte as
duas abas.
Retire a tampa do sensor e substitua ofiltro do pó por um novo.
Certifique-se de que o filtro não se sobrepõe à parteconvexa na circunferência externa do vedante deborracha aqui.

3

Recoloque a tampa do sensor epressione até que as duas abasencaixem no sítio.

4

Aperte os parafusos para fixar a tampa
do sensor.

Parafusos
Tampa dosensor

Filtro do pó
VedantedeborrachaAbas

Os parafusos devem ser apertados com um torquede 15 a 16 N∙cm.

AVISO
 Instale o filtro do pó corretamente. O desempenho do produto não pode ser garantido se estiver
desalinhado.
 Substitua o filtro a cada seis meses. Substitua o filtro sempre que este ficar contaminado, mesmo
que seja menos de seis meses.
 Ao substituir o filtro do pó ou os filtros do sensor, siga o procedimento descrito em “Substituição dofiltro”, aperte os parafusos firmemente e certifique-se de que as duas abas na tampa do sensor
estejam firmemente encaixadas. Se os parafusos estiverem soltos ou as abas da tampa do sensor
não estiverem seguras, poderão entrar materiais estranhos no produto. Também podem entrar
materiais estranhos se mesmo partículas minúsculas estiverem presas entre as superfícies decontato.
 Não danifique o vedante de borracha.
 Para manter o desempenho, recomendamos a substituição de todos os vedantes de borracha acada três a seis anos, independentemente do estado.
 Certifique-se de usar somente filtros do pó e filtros de remoção de gás de interferência
especificamente projetados para uso com o produto (GX-3R Pro). O uso de peças não aprovadas
pode afetar adversamente o desempenho da detecção de gás e permitir que entre água no
produto.

- 92 -

7 Manutenção

7-5. Substituição de peças<Substituição do filtro de remoção de gás de interferência>
1

Solte os dois parafusos na
parte inferior da unidade
principal e solte as duas
abas.

2

Remova a tampa dosensor, o filtro do pó, ovedante de borracha e os
filtros individuais dosensor, em sequência, esubstitua os filtros
individuais do sensor.

Certifique-se de que o filtro não sesobrepõe à parte convexa na
circunferência externa do vedantede borracha aqui.

3

Recoloque o vedante deborracha em sua posição
original.

4Monte o filtro do pó.

5

Recoloque a tampa dosensor e pressione atéque as duas abasencaixem no sítio.

6

Aperte os parafusos para
fixar a tampa do sensor.

ParafusTampa dosensor

Filtro do pó
Vedante deborracha
Filtro dosensor

Abas

Filtro dosensor
Filtro de remoção
de gás deinterferência

Tampa do sensor
Sensor

Filtro de remoção de
gás de interferência
(para sensor de gás
combustível)Certifique-se de que o filtro não sesobrepõe à parte convexa na
circunferência externa do vedantede borracha aqui.

Os parafusos devem ser apertados
com um torque de 15 a 16 N∙cm.

AVISO
 Instale os filtros individuais de remoção de gás de interferência corretamente. Se estiverem
desalinhados, o gás pode vazar, impedindo a detecção correta.
 Instale o filtro do pó corretamente. O desempenho do produto não pode ser garantido se estiver
desalinhado.
 Substitua o filtro a cada seis meses. Substitua o filtro sempre que este ficar contaminado, mesmo
que seja menos de seis meses.
 Ao substituir o filtro do pó ou os filtros individuais de remoção de gás de interferência, siga oprocedimento descrito em “Substituição do filtro”, aperte os parafusos firmemente e certifique-sede que as duas abas na tampa do sensor estejam firmemente encaixadas. Se os parafusos
estiverem soltos ou as abas da tampa do sensor não estiverem seguras, poderão entrar materiais
estranhos no produto. Também podem entrar materiais estranhos se mesmo partículas minúsculas
estiverem presas entre as superfícies de contato.
 Não danifique o vedante de borracha.
 Para manter o desempenho, recomendamos a substituição de todos os vedantes de borracha acada três a seis anos, independentemente do estado.
 Certifique-se de usar somente filtros do pó e filtros de remoção de gás de interferência especificamente
projetados para uso com o produto (GX-3R Pro). O uso de peças não aprovadas pode afetar
adversamente o desempenho da detecção de gás e permitir que entre água no produto.
 Use somente o filtro de remoção de gás de interferência específico para cada sensor. Caso
contrário, o gás pode não ser detectado corretamente.
- 93 -

8 Armazenamento e Descarte

8-1. Procedimentos para armazenamento ou quando não for usado por períodos prolongados

8
8

Armazenamento e Descarte

8-1. Procedimentos para armazenamento ou quandonão for usado por períodos prolongados
O produto deve ser armazenado no seguinte ambiente:・ Em um local escuro a temperatura e umidade normais, longe da luz solar direta.
・ Em um local livre de gases, solventes e vapores.
Armazene o produto em sua caixa de remessa, se essa tiver sido guardada.
Se a caixa de remessa não estiver disponível, armazene longe de pó e sujeira.

CUIDADO O produto deve ser sempre armazenado com a bateria de íons de lítio ou com a bateria seca
conectada. O produto consome constantemente energia para os sensores e o relógio mesmo
quando a alimentação está desligada. Os sensores podem ficar danificados ou o relógio pode ficar
desacertado se não houver alimentação.
 Se um sensor de dióxido de carbono (CO2) estiver instalado, as características do sensor podem
indicar uma alta indicação imediatamente após a energização. Aqueça por cerca de 10 a 20
minutos e use-a após as instruções estarem estáveis.

NOTA Se o produto não for usado por curtos períodos enquanto a bateria seca estiver conectada, ele
deverá ser armazenado com as baterias secas no interior. O produto deve ser armazenado com
baterias secas inseridas, pois os sensores consomem energia mesmo quando a alimentação
principal está desligada.
 Se o produto não for usado por períodos prolongados (três meses ou mais), ele deverá ser
armazenado com a bateria de íons de lítio totalmente carregada. Carregue a bateria a cada seismeses até que ela esteja totalmente carregada.
Se estiver armazenando com a bateria seca, devem ser inseridas baterias novas o paraarmazenamento. Substitua as baterias secas a cada seis meses.
 Se a bateria de íons de lítio for armazenada sozinha, recomendamos armazená-la após estar
descarregada até o ícone de nível da bateria mostrar uma barra.
 Se a bateria seca for armazenada sozinha, remova as baterias antes de armazená-la.
 A configuração de data e hora pode ser redefinida se o produto for armazenado por longos períodos
com o ícone de nível de bateria mostrando uma barra.

- 94 -

8 Armazenamento e Descarte

8-2. Procedimentos para uso após o armazenamento

8-2. Procedimentos para uso após o armazenamento
Realize a calibração se o produto for usado novamente após um período em armazenamento.

CUIDADO Entre em contato com a Riken Keiki para solicitar o reajuste e a calibração.
 Se houver uma diferença de temperatura de 15 °C ou mais entre os locais de armazenamento euso, ligue a alimentação e deixe o produto em repouso cerca de 10 minutos em um ambiente
semelhante ao local de uso para aclimatizar antes de executar a calibração de ar em ar fresco.

8-3. Descarte do produto
Descarte o produto como resíduo industrial (incombustível) de acordo com os regulamentos locais.

AVISO
 Nunca tente desmontar sensores do tipo eletroquímico, pois contêm eletrólito. O eletrólito podecausar inflamação se entrar em contato com a pele e pode causar cegueira se entrar em contato
com os olhos. O eletrólito pode descolorir ou decompor a roupa se entrar em contato com amesma.
Se ocorrer contato, lave imediatamente a área com muita água. Elimine as baterias secas deacordo com o procedimento especificado pela autoridade local.

<Descarte nos Estados-Membros da UE>
Ao descartar o produto em um Estado-Membro da UE, separe as baterias conforme especificado.
A bateria removida da bateria de íons de lítio (BUL-3R) ou as baterias secas usadas na bateria seca
(BUD-3R) devem ser manuseadas de acordo com os sistemas de triagem e coleta ou reciclagem
estipulados pelos regulamentos dos Estados-Membros da UE.

NOTA
Símbolo do contentor de lixo barrado por uma cruz
 Este pictograma está afixado em produtos que contenham baterias que seenquadram na Diretiva 2006/66/CE relativa a baterias. Essas bateriasprecisam ser eliminadas conforme especificado pela última diretiva. Este
pictograma indica que as baterias precisam ser separadas do lixo comum eeliminadas adequadamente.

- 95 -

9 Resolução de problemas

9-1. Anomalias do produto

99Resolução de problemas

Este capítulo de resolução de problemas não cobre todas as causas de possíveis mau funcionamentos do
produto. Fornece breves explicações para ajudar a determinar as causas de problemas comuns.
Se encontrar sintomas não abordados aqui ou se os problemas persistirem mesmo depois de tomar umaação corretiva, entre em contato com a Riken Keiki.

9-1. Anomalias do produto
Sintomas<Visor da tela>

Causa

Ação
Carregue a bateria em um local seguro atemperaturas ambiente entre 0 °C e +40 °C.

A bateria está esgotada.
A alimentação não
pode ser ligada.

Operação anormal
Indicação de alarmede baixa tensão dabateria<FALHA BATERIA>
A alimentação
desliga
imediatamente
quando é ligada.
<DESLIGANDO>
A calibração do arnão é possível.
<FALHA SENSOR>

O teste respostanão é possível.

O botão POWER foipressionado por um tempo
muito curto ou muito longo.
Distúrbios causados por
ruído súbito de eletricidade
estática, etc.

Para ligar a alimentação, mantenha pressionado
o botão POWER até a buzina soar e, depois,solte o botão.
Desligue a alimentação uma vez e, depois,
ligue-a novamente.

Os níveis da bateria estão
baixos.

Desligue a alimentação e carregue a bateria em
um local seguro a temperaturas ambiente entre
0 °C e +40 °C.

Os níveis da bateria estão
baixos.

Desligue a alimentação e carregue a bateria em
um local seguro a temperaturas ambiente entre
0 °C e +40 °C.

O produto não está rodeado
de ar fresco.

Forneça ar fresco.

A sensibilidade do sensor
degradou-se.

Entre em contato com a Riken Keiki para solicitar
a substituição do sensor.

A configuração daconcentração do gás deteste resposta difere daconcentração do gás deteste resposta fornecido.

Verifique para confirmar se a configuração daconcentração do gás de teste resposta
corresponde à concentração do gás de teste
resposta fornecido.

A sensibilidade do sensor
degradou-se.

Entre em contato com a Riken Keiki para solicitar
a substituição do sensor.

- 96 -

9 Resolução de problemas

O ajuste deamplitude não é
possível.
<FALHA SENSOR>

9-1. Anomalias do produto

A configuração daconcentração do gás decalibração difere daconcentração do gás decalibração fornecido.
Indicação decrescente por
secagem(Apenas para ESR-A1CPH2)
A sensibilidade do sensor
degradou-se.

Sintomas<Visor da tela>

Causa

Ação
Entre em contato com a Riken Keiki para solicitar
a substituição do sensor.
(Se “FALHA” aparecer em vez de um valor
medido quando a alimentação é ligada, pressioneo botão MODE para reinicializar o alarme. Os
sensores de gás, que não o sensor com defeito,
ainda podem ser usados.)

A sensibilidade do sensor
degradou-se.

Anomalia dosistema<FALHA SISTEMA>

Ocorreu uma anomalia do
circuito na unidade principal.

Erro nº 000

Anomalia da ROM interna

Erro nº 010

Anomalia da RAM interna

Erro nº 021

Anomalia da FRAM interna

Erro nº 031

Anomalia FLASH

Erro nº 080

Anomalia do sensor deaceleração

Erro nº 081

Anomalia PCB

Erro nº 082

Anomalia do sensor datemperatura

Erro nº 083

Falha do BluetoothNão é possível
acessar o modo
usuário.
O LED de carga
pisca
alternadamente em
verde e laranja.

Deixe a unidade repousar durante a noite ou mais
em um ambiente suficientemente úmido e, em
seguida, realize a calibração do gás novamente.
Entre em contato com a Riken Keiki para solicitar
a substituição do sensor.

Uma anomalia dosensor é indicada
no modo demedição.
<FALHA SENSOR>

Anomalia do relógio<FALHARELOGIO>

Verifique para confirmar se a configuração daconcentração do gás de calibração corresponde àconcentração do gás fornecido.

Entre em contato com a Riken Keiki para a
reparação.

Anomalia do relógio interno

Defina a data e a hora. (P. 73)
Se esse sintoma ocorrer com frequência, o relógio
interno pode estar com defeito e deve sersubstituído. Entre em contato com a Riken Keiki.

Esqueceu a senha do modo
usuário.

Entre em contato com a Riken Keiki.

A temperatura está fora da
faixa de temperatura decarga permitida.

- 97 -

Carregue a temperaturas ambientes entre 0 °C e
+40 °C.

9 Resolução de problemas

9-2. Leitura de anomalias

9-2. Leitura de anomalias
Sintomas<Visor da tela>A leitura sobe (oudesce) e
permanece
inalterada.

Causa

Ação

Desvio do sensor

Execute a calibração do ar.
É difícil eliminar completamente os efeitos dos
gases de interferência. Entre em contato com a
Riken Keiki para obter informações sobre
contramedidas, tais como filtros de remoção de
gás de interferência.
Pode haver um vazamento muito pequeno(vazamento lento) do gás alvo de detecção.
Deixar isso sem resolução pode levar a situações
perigosas. Tome a mesma ação que para alarmesde gás.

Presença de gases deinterferência

Vazamento lento

Flutuações ambientais

Um alarme de gás éacionado mesmonão havendo
problema noambiente demedição.

Execute a calibração do ar.
É difícil eliminar completamente os efeitos dos
gases de interferência. Entre em contato com a
Riken Keiki para obter informações sobre
contramedidas, tais como filtros de remoção de
gás de interferência.
Desligue a alimentação uma vez e, depois,
ligue-a novamente (reiniciar). Se ocorrerem com
frequência sintomas semelhantes, tome as
medidas adequadas para lidar com a fonte deruído.

Presença de gases deinterferência

Efeitos do ruído

Filtro do pó entupido

Substitua o filtro do pó.

A sensibilidade do sensor
degradou-se.

Entre em contato com a Riken Keiki para solicitar
a substituição do sensor.

Resposta lenta- 98 -

10 Especificações do Produto

10-1. Lista de especificações

10
10

Especificações do Produto

10-1. Lista de especificações
<Especificações comuns>
Visor deconcentração
Método de detecção
Visores
Idiomas do visor
Volume alarme
Indicação do alarmede gásPadrão do alarme de
gás
Alarme de falha /
autodiagnóstico
Indicação do alarmede falhaPadrão do alarme defalha
Indicação do alarmede pânicoPadrão do alarme depânicoIndicação do alarmede homem mortoPadrão do alarme dehomem morto
Especificações detransmissãoAlimentação

Tempo de operação
contínuaFaixa detemperatura deoperação

LCD digital (full dot)
Tipo de difusão
Relógio, nível da bateria, estado da operação
Japonês / Inglês / Francês / Espanhol / Português / Alemão / Italiano / Russo /Coreano /Chinês (simplificado / tradicional)
Aprox. 95 dB (valor médio a 30 cm)
Alarme de gás: Lâmpada piscando, som da buzina de modulação contínuo, visor
de concentração de gás piscando, vibração
Autorretentivo
Anomalia do sistema, anomalia do sensor, descida de tensão da bateria, falha na
calibração
Lâmpada piscando, buzina intermitente soando, exibição de detalhes
Autorretentivo
Pré-alarme:
Lâmpada piscando, buzina intermitente soando (pré-alarme)
Alarme principal: Lâmpada piscando, buzina de modulação contínua soando
Autorretentivo
Pré-alarme:
Lâmpada piscando, buzina intermitente soando (pré-alarme)
Alarme principal: Lâmpada piscando, buzina de modulação contínua soando
Autorretentivo
IrDA (para registrador de dados), BLE
Bateria de íons de lítio específica (BUL-3R) ou
bateria seca específica (BUD-3R, bateria alcalina AAA × 2)*
BUL-3R: Aprox. 25 horas (com bateria de vida longa desligada, sem sensor deCO2, 25 °C, sem alarme, sem iluminação)Aprox. 16 horas (com bateria de vida longa desligada, com sensor deCO2, 25 °C, sem alarme, sem iluminação)BUD-3R: Aprox. 16 horas (com bateria de vida longa desligada, sem sensor deCO2, 25 °C, sem alarme, sem iluminação)Aprox. 7 horas (com bateria de vida longa desligada, com sensor deCO2, 25 °C, sem alarme, sem iluminação)Ambiente de uso temporário: -40 °C a +60 °C (sem alterações súbitas)
Ambiente de uso contínuo: -20 °C a +50 °C (sem alterações súbitas)- 99 -

10 Especificações do Produto

Faixa de umidade deoperação
Faixa de pressão deoperação
Construção

10-1. Lista de especificações

Ambiente de uso temporário: 0% HR a 95% HR (sem condensação)Ambiente de uso contínuo: 10% HR a 90% HR (sem condensação)80 kPa a 120 kPa (80 kPa a 110 kPa para alcance contra explosão)Construção à prova de pó e respingos equivalente a IP68, resistente a quedas até 7 m
ATEX/IECEx/INMETRO:
Construção contra explosão intrinsecamente segura e invólucros à prova de fogo
Construção contra
explosão:Modelos Japan Ex:
Construção contra explosão intrinsecamente segura
ATEX
I M1 Ex da ia I Ma / II 1 G Ex da ia IIC T4 Ga (com sensor de gás combustível NCR-6309)
I M1 Ex ia I Ma , II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (sem sensor de gás combustível NCR-6309)
IECEx
Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga (com sensor de gás combustível NCR-6309)
Classe à prova deEx ia I Ma , Ex ia IIC T4 Ga (sem sensor de gás combustível NCR-6309)
explosão
INMETROEx da ia IIC T4 Ga ou/or Ex ia IIC T4 Ga
Ex da ia I Ma ou/or Ex ia I Ma
Modelos Japan Ex
Ex ia IIC T4 Ga
Com BUL-3R: Aprox. 73 mm (L) × 65 mm (A) × 26 mm (P) (excluindo projeções)Dimensões
Com BUD-3R: Aprox. 73 mm (L) × 65 mm (A) × 34 mm (P) (excluindo projeções)externas
Com BUL-3R: Aprox. 120 g
Peso
Com BUD-3R: Aprox. 140 g* Para cumprir os requisitos de desempenho de proteção contra explosão, use as baterias secas
especificadas no certificado de conformidade para equipamentos elétricos usados em ambientes
potencialmente explosivos.

- 100 -

10 Especificações do Produto

10-1. Lista de especificações

<Especificações individuais do sensor>
Item

Gás combustível
Metano (CH4) ou isobutano (i-C4H10)
0 a 100% LEL
1% LEL
1º alarme: 10% LEL
2º alarme: 50% LEL
3º alarme: 50% LEL
Alarme OVER: 100% LEL
1º alarme: 10% LEL
2º alarme: 25% LEL
3º alarme: 50% LEL
Alarme OVER: 100% LEL
Tipo de combustão catalítica

Gás alvo dedetecção

Faixa de detecção
1 dígito
Pontos de ajuste do
alarme(Especificações japonesas)

Pontos de ajuste do
alarme(Especificações deexportação)Princípio de detecção

Item

Gás alvo dedetecção

Faixa de medição
(Especificações japonesas)

Faixa de serviço(Especificações japonesas)

Faixa de medição
(Especificações deexportação)Faixa de serviço(Especificações deexportação)Monóxido de carbono(CO)

Sulfato de hidrogênio
(H2S)

0 a 25,0%

0 a 500 ppm

0 a 30,0 ppm

25,1 a 40,0%

501 a 2.000 ppm

30,1 a 200,0 ppm

0 a 25,0%

0 a 500 ppm

0 a 100,0 ppm

25,1 a 40,0%

501 a 2.000 ppm

100,1 a 20,0 ppm

0,1%

1 dígito
Pontos de ajuste do
alarme(Especificações japonesas)

Pontos de ajuste do
alarme(Especificações deexportação)Princípio de detecção

ItemOxigênio (O2)

Gás alvo dedetecção

Faixa de medição
Faixa de serviço
1 dígito
Pontos de ajuste do
alarmePrincípio de detecção

L: 18,0%
LL: 18,0%
H: 25,0%
Alarme OVER: 40,0%
L: 19,5%
LL: 18,0%
H: 23,5%
Alarme OVER: 40,0%1 ppm
0,1 ppm
1º alarme: 25 ppm
1º alarme: 1,0 ppm
2º alarme: 50 ppm
2º alarme: 10,0 ppm
3º alarme: 50 ppm
3º alarme: 10,0 ppm
Alarme TWA: 25 ppm
Alarme TWA: 1,0 ppm
Alarme STEL: 200 ppm
Alarme STEL: 5,0 ppm
Alarme OVER: 2.000 ppm Alarme OVER: 200,0 ppm
1º alarme: 25 ppm
1º alarme: 5,0 ppm
2º alarme: 50 ppm
2º alarme: 30,0 ppm
3º alarme: 1.200 ppm
3º alarme: 100,0 ppm
Alarme TWA: 25 ppm
Alarme TWA: 1,0 ppm
Alarme STEL: 200 ppm
Alarme STEL: 5,0 ppm
Alarme OVER: 2.000 ppm Alarme OVER: 200,0 ppm
Tipo eletroquímico

Dióxido de carbono (CO2)
0 a 5,00 vol%0 a 10.000 ppm
5,01 a 10,00 vol%0,01 vol%20 ppm1º alarme: 0,50 vol%1º alarme: 5.000 ppm
2º alarme: 3,00 vol%2º alarme: 5.000 ppm
3º alarme: 3,00 vol%3º alarme: 5.000 ppm
Alarme TWA: 0,50 vol%Alarme TWA: 5.000 ppm
Alarme STEL: 3,00 vol%Alarme OVER: 10.000 ppm
Alarme OVER: 10,00 vol%Método não dispersivo com absorção infravermelho (NDIR)- 101 -

10 Especificações do Produto

Item

Gás alvo dedetecção

Faixa de medição
Faixa de serviço
1 dígito
Pontos de ajuste do
alarme(Especificações japonesas)

Pontos de ajuste do
alarme(Especificações deexportação)Princípio de detecção

10-1. Lista de especificações

Dióxido de enxofre (SO2)
0 a 20,00 ppm
20,05 a 100,00 ppm
0,05 ppm
1º alarme: 2,00 ppm
2º alarme: 5,00 ppm
3º alarme: 5,00 ppm
Alarme TWA: 2,00 ppm
Alarme STEL: 5,00 ppm
Alarme OVER: 100,00 ppm
1º alarme: 2,00 ppm
2º alarme: 5,00 ppm
3º alarme: 100,00 ppm
Alarme TWA: 2,00 ppm
Alarme STEL: 5,00 ppm
Alarme OVER: 100,00 ppm
Tipo eletroquímico

- 102 -

10 Especificações do Produto

10-2. Lista de acessórios

10-2. Lista de acessórios
Acessórios padrão (Especificações japonesas)
Nome da peça
Alça de mão
Tampa de proteção de borracha
Fivela do cinto (com parafuso de fixação)Adaptador AC
Baterias alcalinas AAA

Número da peça
0888 0605 90
4777 4175 00
4777 9202 40
2594 0898 30
2757 0001 90

Acessórios padrão (Especificações de exportação)Nome da peça
Alça de mão
Tampa de proteção de borracha
Adaptador de calibração (tipo simples)
Clipe de jacaré ultrafino (com parafuso de fixação)Adaptador AC
Baterias alcalinas AAA

Número da peça
0888 0605 90
4777 4175 00
4777 9308 10
4777 9203 102594 0898 30
2757 0001 90<Itens opcionais (vendidos separadamente)>
Nome da peçaFivela do cinto (com parafuso de fixação)Clipe de jacaré ultrafino (com parafuso de fixação)Conjunto do cinto (com fixação e parafuso de fixação)Conjunto do filtro (para ESR-A1DP) Conjunto de 5
Conjunto do filtro (para NCR-6309) Conjunto de 5
Conjunto do filtro (para ESR-A1CP, ESR-A13P) Conjunto de 5
Conjunto do filtro (para ESR-A13i) Conjunto de 5
Conjunto do filtro (para ESR-A13D, para SO2/NO2) Conjunto de 5
Conjunto do filtro (para ESR-A13D, para HCN) Conjunto de 5
Conjunto de 10 folhas de filtro do pó
Conjunto de 5 folhas de película protetora
Baterias alcalinas AAA
Estojo em couro
Estojo resistente ao calor (não à prova de explosão)Kit de sucção manual (com vara de amostragem)
Kit de sucção manual (com flutuador)
Kit de sucção manual (com tubo médio de 30 m)
BUL-3R + acessórios
BUD-3R + acessórios
BUL-3R + acessórios
BUD-3R + acessórios
Adaptador AC
Ficha AU
Ficha UE
Ficha RU
Adaptador de calibração (tipo simples)
Adaptador de calibração
BC-3R
Fixação de montagem na parede da base de carregamento
Adaptador CA de cinco unidades (22.5cm)*
Adaptador CA de cinco unidades (60cm)*
Adaptador CA de cinco unidades (120cm)*
Programa de Gerenciamento de Registrador de Dados (SW-GX-3R(EX))

Nº peça
4777 9202 40
4777 9203 104777 9293 30
4777 9314 104777 9315 904777 9316 60
4777 9317 304777 9318 104777 9372 104777 9344 90
4777 9296 50
2757 0001 90
4777 4258 70
4777 4260 80
4777 9297 204777 9299 70
4777 9300 30
4777 9277 40
4777 9278 104777 9281 00
4777 9282 702594 0898 30
2594 0932 90
2594 0933 60
2594 0934 30
4777 9370 704777 9312 70
BC-3R 00
4777 4337 50
4777 9329 704777 9319 80
4777 9333 20
9811 86*sem Adaptador AC- 103 -

11 ApêndiceFunção de registrador de dados

1111ApêndiceFunção de registrador de dados
O produto está equipado com uma função de registrador de dados que registra os resultados de medições
e eventos, tais como alarmes de gás, alarmes de falha e calibração.

NOTA

 O programa de gerenciamento de registrador de dados (vendido separadamente) é necessário paraverificar os dados gravados usando a função de registrador de dados. Entre em contato com a Riken
Keiki para mais informações.

O registrador de dados fornece as cinco funções seguintes:(1) Tendência de intervalo

Registra as alterações na concentração medida desde quando a alimentação é ligada até que seja desligada.
Para gases combustíveis, monóxido de carbono e sulfato de hidrogênio, o valor médio, o valor de pico e otempo de detecção do valor de pico são registrados; para o oxigênio, o valor médio, o valor mínimo, o tempo
de detecção do valor mínimo, o valor máximo e o tempo de detecção do valor máximo são registrados.
Registra os dados para os 3.600 itens mais recentes.
Se o número de itens exceder 3.600, os dados mais antigos serão substituídos pelos dados mais recentes.
Se a sobreposição estiver desativada, a gravação será interrompida quando 3.600 itens forem excedidos.
Se forem gravados 3.600 itens para uma única medição, os dados mais antigos não serão substituídos e agravação será interrompida mesmo se a sobreposição estiver ativada.
* No entanto, se o tempo máximo de gravação for excedido, os dados mais antigos serão apagados
mesmo antes de atingir os 3.600.
Os tempos máximos de gravação correspondentes a diferentes intervalos são os seguintes:
10 segundos 20 segundos 30 segundos 1 minuto 3 minutos 5 minutos 10 minutos
Intervalo
Tempo máximo
10 horas
20 horas
30 horas
60 horas 180 horas 300 horas 600 horas
de gravação
* O intervalo padrão é de 5 minutos.
O intervalo pode ser definido usando o Programa de Gerenciamento de Registrador de Dados (vendido
separadamente).

(2) Tendência de alarme

Quando um alarme é disparado, esta função registra as mudanças na concentração medida por 30
minutos antes e depois do alarme ocorrer (uma hora no total).
A tendência do alarme registra valores PEAK (valores mínimos para oxigênio) em períodos de 5 segundos
em intervalos de 5 segundos.
Registra os dados para os oito itens mais recentes.
Se o número de itens exceder oito, os dados mais antigos serão substituídos pelos dados mais recentes.

(3) Evento de alarme

Registra as ocorrências do alarme como eventos.
Essa função registra a hora em que o alarme foi acionado, o gás alvo de medição e o tipo de evento de alarme.
Registra os 100 eventos mais recentes.
Se o número de eventos exceder 100, os dados mais antigos serão substituídos pelos dados mais recentes.
- 104 -

11 ApêndiceFunção de registrador de dados(4) Evento de problema
Registra as ocorrências do alarme de falha como eventos.
Essa função registra a hora em que o alarme de falha foi acionado, o gás alvo de medição, as informações
do dispositivo e o tipo de evento do problema.
Registra os 100 eventos mais recentes.
Se o número de eventos exceder 100, os dados mais antigos serão substituídos pelos dados mais
recentes.

(5) Histórico da calibração
Registra os dados quando a calibração é executada.
Essa função registra o tempo de calibração, os valores de concentração antes e depois da calibração e os
erros de calibração.
Registra os dados para as 100 calibrações mais recentes.
Se o número de calibrações exceder 100, os dados mais antigos serão substituídos pelos dados mais
recentes.

NOTA O modo de comunicação inicia automaticamente se a porta de comunicação de infravermelhos do
produto estiver posicionada onde a comunicação IrDA está disponível enquanto a data e a hora ou opadrão de nível de bateria / alarme de gás são exibidos após a alimentação ser ligada. Também
pode entrar no modo de comunicação pressionando os botões AIR e POWER ao mesmo tempo
com a porta de comunicação de infravermelhos do produto, posicionada onde a comunicação IrDA
está disponível.
 Um alarme de falha será acionado se nenhuma conexão de comunicação puder ser confirmada por
uma duração predefinida no modo de comunicação. Se isso ocorrer, repita a conexão decomunicação ou desligue a alimentação do produto.

- 105 -

11 Apêndice

100% LEL = lista de conversão ppm

100% LEL = lista de conversão ppm
A tabela a seguir mostra a conversão padrão para 100% LEL e ppm:
PadrãoIEC

ISO

MetanoCH450.000 ppm

44.000 ppm

44.000 ppm

Isobutanoi-C4H1018.000 ppm

13.000 ppm

15.000 ppm

Hidrogênio

H2

40.000 ppm

40.000 ppm

40.000 ppm

Metanol

CH3OH

55.000 ppm

60.000 ppm

60.000 ppm

Acetileno

C2H2

15.000 ppm

23.000 ppm

23.000 ppm

EtilenoC2H4

27.000 ppm

23.000 ppm

24.000 ppm

Etano

C2H6

30.000 ppm

24.000 ppm

24.000 ppm

EtanolC2H5OH

33.000 ppm

31.000 ppm

31.000 ppm

Propileno

C3H6

20.000 ppm

20.000 ppm

18.000 ppm

Acetona

C3H6O

21.500 ppm

25.000 ppm

25.000 ppm

PropanoC3H8

20.000 ppm

17.000 ppm

17.000 ppm

Butadieno

C4H6

11.000 ppm

14.000 ppm

14.000 ppm

Ciclopentano

C5H10

14.000 ppm

14.000 ppm

14.000 ppm

BenzenoC6H6

12.000 ppm

12.000 ppm

12.000 ppm

N-hexanon-C6H1412.000 ppm

10.000 ppm

10.000 ppm

ToluenoC7H8

12.000 ppm

10.000 ppm

10.000 ppm

N-heptanon-C7H16

11.000 ppm

8.500 ppm

8.000 ppm

XilenoC8H10

10.000 ppm

10.000 ppm

10.000 ppm

N-nonano

n-C9H20

7.000 ppm

7.000 ppm

7.000 ppm

Acetato de etilo

EtAc

21.000 ppm

20.000 ppm

20.000 ppm

Álcool isopropílico

IPA

20.000 ppm

20.000 ppm

20.000 ppm

Metiletilcetona

MEK

18.000 ppm

15.000 ppm

15.000 ppm

Metacrilato de metilo

MMA

17.000 ppm

17.000 ppm

17.000 ppm

Éter dimetílico

DME

30.000 ppm

27.000 ppm

27.000 ppm

Metilisobutilcetona

MIBK

12.000 ppm

12.000 ppm

12.000 ppm

Tetraidrofurano

THF

20.000 ppm

15.000 ppm

15.000 ppm- 106 -

11 Apêndice

Garantia Limitada e Limitação de Responsabilidade

Garantia Limitada e Limitação de Responsabilidade
A RIKEN KEIKI CO., LTD. (RIKEN) garante que o produto está livre de defeitos de material e de fabrico em
condições normais de utilização e manutenção durante um período de três anos, a contar da data de envio
para o comprador. Esta garantia aplica-se apenas à venda de produtos novos e não utilizados ao comprador
original. A obrigação de garantia da RIKEN está limitada, por critério da RIKEN, à reparação ou substituição
de um produto com defeito devolvido a um Centro de controlo de qualidade da RIKEN KEIKI localizado noJapão dentro do período de garantia. A responsabilidade da RIKEN não excederá, em caso algum, o preçode aquisição efetivamente pago pelo comprador pelo Produto.
Esta garantia não inclui:a) fusíveis, pilhas descartáveis ou a substituição de rotina de peças devido ao desgaste normal resultanteda utilização do produto;b) qualquer produto que, na opinião da RIKEN, tenha sido incorretamente utilizado, alterado, negligenciado
ou danificado por acidente ou em condições anormais de funcionamento, manuseamento ou utilização;c) qualquer dano ou defeito atribuível ao facto de o produto ter sido reparado por qualquer pessoa que nãoseja um revendedor autorizado, ou à instalação de peças não aprovadas no produto; ou
As obrigações estabelecidas nesta garantia estão condicionadas:a) ao armazenamento, à instalação, à calibragem, à utilização e à manutenção adequados e ao
cumprimento das instruções do manual do produto e de quaisquer outras recomendações aplicáveis da
RIKEN;b) à rápida notificação pelo comprador à RIKEN sobre qualquer defeito e, se necessário, à imediata
disponibilização do produto para reparação. Nenhum bem será devolvido à RIKEN até o comprador ter
recebido as instruções de envio da RIKEN; ec) ao direito de a RIKEN exigir que o comprador apresente um comprovativo de aquisição, como a fatura
original, a nota fiscal ou o recibo de entrega, para certificar que o produto está dentro do período de garantia.
O COMPRADOR CONCORDA QUE ESTA GARANTIA É O SEU ÚNICO E EXCLUSIVO RECURSO E
SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE
LIMITANDO A, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM
DETERMINADO FIM. A RIKEN NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO ESPECIAL,INDIRETO, INCIDENTAL OU BASEADO NO CONTRATO, ATO ILÍCITO OU CONFIANÇA OU QUALQUER
OUTRA TEORIA.
Uma vez que alguns países ou estados não permitem limitações quanto à duração de uma garantia implícita,
ou a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequenciais, as limitações e exclusões desta garantia
podem não se aplicar a todos os compradores. Se qualquer disposição desta garantia for considerada
inválida ou inexequível por um tribunal de jurisdição competente, essa decisão não afetará a validade ou
aplicabilidade de qualquer outra disposição.
Contactar a RIKEN KEIKI
Envie-nos um e-mail para: intdept@rikenkeiki.co.jp
Visite o sítio Web da RIKEN KEIKI em: https://www.rikenkeiki.com/
JAPÃO: +81-3-3966-1113- 107 -

11 ApêndiceHistórico de Revisão

Histórico de Revisão
NúmeroRevisão

Data deemissão

0Primeira edição

2019/3/26

1

Word addition, word correction

2019/4/11

2

Correção de palavra

2019/5/8

3Declaração de conformidade

2019/11/26

4

Word correction, Declaração de conformidade

2020/4/1

5

Informação de Segurança sobre especificações ATEX/IECEx
Alterar alarme MOVER, Declaração de conformidade

2020/8/21

6

Parágrafos 1-5：INMETRO Postscript, Declaração de conformidade

2021/7/21

7Certificação da Lei de Radiofrequência, Declaração de conformidade

2021/10/29

8

Classe de proteção contra explosão INMETRO corrigida2022/3/7

910
11

4-1 Nota adicionada, 6-2-2 Lista de leitura adicionada, 6-4-4 Seleção da data deexpiração da bomba alterada, 6-4-5 Ajuste do limite inferior do ponto de alarmealterado, Nota adicionada.
1-5 Marcação UKCA adicionada, 2-4 padrões aplicáveis adicionados, UKCA DoC
adicionado
Declaração de conformidade UKEX e UKCA suprimidos，DoC atualizado，
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE UTILIZAÇÃO adicionado- 108 -

2022/3/15
2023/9/11
2024/5/31

11 Apêndice

Declaração de conformidade

Declaração de conformidade- 109 -

11 Apêndice

Declaração de conformidade- 110 -

11 Apêndice

Declaração de conformidadeVisão geral
O GX-3R pode medir até 4 gases usando 3 sensores.
O GX-3R Pro pode medir até 5 gases usando 4 sensores.
Tanto o GX-3R quanto o GX-3R Pro medem os gases combustíveis (LEL), oxigênio (O2), sulfato dehidrogênio (H2S) e monóxido de carbono (CO).
O GX-3R Pro também pode medir gases tóxicos, incluindo dióxidos de carbono e enxofre (CO2 e SO2).
Ambos os modelos exibem resultados de medição em um LCD e emitem alarmes de gás (via LED e buzina),
conforme necessário. Os modelos também transmitem sem fio os resultados de medição para um receptor
usando Bluetooth.
A amostragem de gás é por difusão. Os modelos não possuem bombas de sucção internas.

AlimentaçõesO GX-3R consome energia de uma bateria recarregável de íons de lítio integrada que não é substituível pelo
usuário.
A GX-3R Pro consome energia de uma bateria de íons de lítio (BUL-3R) ou de uma bateria alcalina(BUD-3R), ambas com componentes integrais para manter a segurança intrínseca. Essas unidades debateria podem ser substituídas pelo usuário em áreas não perigosas.
A célula da bateria de íons de lítio é a mesma para a GX-3R e a GX-3R Pro.
Um adaptador CA específico é usado para recarregar a bateria de íons de lítio.

Especificação de segurança
Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga (com sensor de gás combustível NCR-6309)
Ex ia I Ma , Ex ia IIC T4 Ga (sem sensor de gás combustível NCR-6309)
I M1 Ex da ia I Ma , II 1 G Ex da ia IIC T4 Ga (com sensor de gás combustível NCR-6309)
I M1 Ex ia I Ma , II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (sem sensor de gás combustível NCR-6309)･ Faixa de temperatura ambiente para uso: -40 °C a +60 °C･ Intervalo da temperatura ambiente durante o carregamento da bateria:

0 °C a +40 °C

Dados elétricos・ Bateria de íons de lítio: Modelo de bateria recarregável Maxell nº ICP463048XS・ Baterias secas alcalinas (2 baterias em série): Toshiba LR03 ou Duracell MN2400 / PC2400
・ A bateria deve ser carregada com o adaptador CA específico ou com energia de uma fonte dealimentação SELV certificada pela IEC60950, ou por uma fonte de energia ES1 certificada
pela IEC62368-1. A tensão máxima do carregador não deve exceder 6,3 V CC.

Números de certificados・ Certificado IECEx: IECEx DEK 17.0050 X
・ Certificado ATEX: DEKRA 17 ATEX 0103 X

Lista de normas
・ IEC 60079-0:2017
・ IEC 60079-1:2014-06
・ IEC 60079-11:2011

・ EN IEC 60079-0:2018
・ EN60079-1:2014
・ EN60079-11:2012
・ EN50303:2000- 111 -

11 Apêndice

Declaração de conformidade

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE UTILIZAÇÃO
Quando o monitor de gás portátil está equipado com o sensor de gás termo catalítico modelo NCR-6309
no tipo de proteção Ex da:・ O sensor modelo NCR-6309 é testado com baixo risco de perigo mecânico para uso em ambientede Grupo I, portanto deve ser protegido contra energia de alto impacto.
・ O sensor modelo NCR-6309 não deve ser exposto à luz ultravioleta ou usado em equipamentos
nos quais não esteja totalmente fechado.
・ O Sensor modelo NCR-6309 é um produto à prova de fogo e não deve ser desmontado ou
modificado, com exceção das peças especificadas.
・ O equipamento não deve ser exposto a óleo ou fluido hidráulico.

AVISOS
Para todos os modelos・ Não tente desmontar nem alterar o instrumento.
・ O sensor de gás combustível NCR-6309, para medir LEL, é a única partedesse sistema do Monitor de Gás com construção à prova de fogo.
・ Este produto é um produto à prova de explosão e não deve ser desmontado nem modificado com
exceção das peças especificadas.
・ O NCR-6309 não deve ser exposto à luz ultravioleta.
・ Este produto integra um sensor com construção à prova de fogo.
Se a montagem não for executada conforme especificado, o desempenho da proteção contra
explosão será comprometido. Ao substituir o sensor e o filtro, instale corretamente peças genuínase aperte com um torque conforme a especificação.
・ Se o invólucro estiver danificado, ele deve ser reparado antes de ser usado novamente.
・ O sensor não deve ser exposto à luz ultravioleta nem usado em equipamentos nos quais não esteja
totalmente fechado.

Para GX-3R・ Não carregue em um local perigoso.
・ Não carregue a unidade com um carregador que não seja genuíno.

Para GX-3R Pro com BUL-3R・ Não carregue em um local perigoso.
・ Não carregue a unidade com um carregador que não seja genuíno.
・ Não substitua a bateria em um local perigoso.

Para GX-3R Pro com BUD-3R・ Não substitua a bateria em um local perigoso.
・ Não substitua as baterias secas em um local perigoso.
・ Utilize apenas baterias AAA alcalinas conectadas, tipo LR03 da TOSHIBA ou
MN2400 / PC2400 da Duracell- 112 -

11 Apêndice

Declaração de conformidade

GX-3R

GX-3R Pro

Tampa do sensor

Tampa dosensor

NCR-6309

Localização dos parafusos para realizar a substituição
Especificação de aperto: Pelo menos 10 N･cm
Temperatura máxima da superfície do sensor 82,6℃

Nº dos Instrumentos
INST. Nº 00 0 000 0000 00
A B C
D
E

A:
B:
C:
D:
E:

Ano de fabricação (0 a 9)
Mês de fabricação (1 a 9 para jan.-set.; XYZ para out., nov., dez.)
Lote de fabricação
Número de série
Códigos de fábrica- 113 -

11 Apêndice

Declaração de conformidade

Certificação da Lei de Radiofrequência
Este produto é certificado como cumprindo as leis de radiofrequência em países e regiões individuais comose segue. As informações relacionadas com a certificação da lei de radiofrequência podem ser verificadasna tela LCD do produto. (Consulte a página **.)
As ações seguintes são proibidas pelas leis de radiofrequência. O usuário e / ou varejista pode estar sujeito
a punição se forem cometidas ações proibidas.
・ Uso em países ou regiões em que a certificação legal da radiofrequência não foi obtida
・ Venda em países ou regiões em que a certificação legal da radiofrequência não foi obtida
・ Desmontagem ou modificação do produto
・ Remoção de etiquetas de certificação do produto
Se esse produto for utilizado a bordo de embarcações marítimas, aplicar-se-á a legislação relativa àradiofrequência do país que faz fronteira com as águas territoriais. Nesses casos, o uso deve ser proibido
em países ou regiões em que a certificação legal da radiofrequência não tenha sido obtida.
Verifique se os equipamentos industriais, científicos e médicos (por exemplo, fornos de micro-ondas),estações de rádio locais para identificação móvel usadas em linhas de produção de usinas (estações derádio que requerem uma licença) e estações de rádio de baixa potência não são operados na faixa defrequência (2,4 GHz) usada por este produto. Se o produto causar interferência de rádio em uma estação derádio para identificação móvel, tome medidas para eliminar a interferência de rádio, por exemplo, usando oproduto em um local diferente ou interrompendo as emissões de rádio.
Os países onde a comunicação sem fio pode ser utilizada variam de acordo com as especificações.
Por favor, verifique a placa de identificação anexada ao produto.
Especificações sem fio
Comunicação sem
Protocolo: Bluetooth de baixa energia
fioVersão:Ver. 4.2
Frequência: 2.402 a 2.480 MHz
Modulação: FSK
Saída:
Máximo 6 dBm
Certificação da Leide Radiofrequência
(País / região)Lei deRadiofrequência
(Japão)Detalhes
Este produto contém equipamento de rádio certificado para cumprir asnormas técnicas, de acordo com a Lei de Radiofrequência.
Consequentemente, uma licença de estação de rádio não é necessária
ao usar este produto.

Número de certificação do projeto de construção: 001-A07864
Frequência sem fio: 2.402 MHz a 2.480 MHz
Saída sem fio máxima: 6 dBm
Diretiva RE(Países da UE)

Declaramos que este equipamento está em conformidade com osrequisitos básicos da Diretiva 2014/53/UE e outras disposições
relevantes. Conecte-se à rede com ondas de rádio de frequência de
2,4 GHz e saída máxima de 6 dBm.
Conformidade da
FCC(Estados Unidos)

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da
FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este
dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este
dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindointerferência que possa causar operação indesejada.
AVISO DA FCC
Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte- 114 -

11 Apêndice

Declaração de conformidade

responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário
para operar o equipamento.
Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com oslimites para um dispositivo digital Classe A, de acordo com a parte 15
das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer
proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamentoé operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, usa e
pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usadode acordo com o manual de instruções, pode causar interferência
prejudicial às comunicações de rádio. A operação deste equipamento
em uma área residencial pode causar interferência prejudicial, em cujo
caso o usuário deverá corrigir a interferência por conta própria.
Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição àradiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado e
cumpre as diretrizes de exposição à radiofrequência (RF) da FCC. Este
equipamento possui níveis muito baixos de energia de radiofrequência
que são considerados como estando em conformidade sem testes detaxa de absorção específica (SAR).
Conformidade IC(Canadá)Este dispositivo está em conformidade com as RSSs isentas de licençada Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições
seguintes:(1) Este dispositivo não pode causar interferência; e(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindointerferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.
O presente pedido está em conformidade com a norma CNR da
Industrie Canada, aplicável a aparelhos de rádio isentos de licença.
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage;2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectriquesubi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre lefonctionnement.
Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição àradiação da IC estabelecidos para um ambiente não controlado e
cumpre a RSS-102 das regras de exposição à radiofrequência (RF) da
IC. Este equipamento possui níveis muito baixos de energia deradiofrequência que são considerados como estando em conformidade
sem testes de taxa de absorção específica (SAR).
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnementsénoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles
d’exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l’IC. Cetéquipement émet une énergie RF très faible qui est considérée commeconforme sans évaluation du débit d’absorption spécifique (DAS).

KCC(CORÉIA)

Código de identificação: MSIP-CRM-***-**************
Requerente de aprovação de conformidade: Riken Keiki Co., Ltd.
Nome do produto: Monitor de Gás Portátil
Modelo: GX-3R Pro
Fabricante: Riken Keiki Co., Ltd.
País de fabricação: Japão
Dispositivo de classe A (dispositivo de comunicação de transmissão
para uso comercial)
Este produto é um dispositivo de transmissão de ondas de rádio para
- 115 -

11 Apêndice

Declaração de conformidade

uso comercial (Classe A) e destina-se a uso em locais não domésticos.
Os varejistas e usuários devem prestar atenção a esse ponto.
A급 기기 (업무용 방송통신기자재)이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로
합니다.
IMDA
(CINGAPURA)

Etiqueta de certificação:Conforme as
Normas IMDA
DA107653

ANATEL(BRASIL)

MODELO: GX-3R Pro
Número de aprovação:*****-**-****

・ Requisitos descritivos da resolução 680 da ANATELThis equipment is not entitled to protection against harmfulinterference and may not cause interference in duly authorized
systems.
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência
prejudicial e não pode causar interferência em sistemas
devidamente autorizados.
・ Website ANATEL“Para consultas, visite: www.anatel.gov.br”
ACMA(AUSTRÁLIA)MODELO: GX-3R Pro- 116 -

11 ApêndiceSGS(TAIWAN)

Declaração de conformidade

Approval certification number:Dry batteries: CCAM19LP0891T2
Lithium batteries: CCAM19LP0890T0
Model: GX-3RPROIn accordance with NCC Administrative Regulations on Low PowerRadio Wave Emitting Electrical Devices:
Article 22 Any alteration of the frequency or voltage of approved
models of low power radio wave emitting electronic
devices is prohibited.
Article 14 The use of low power radio wave emitting electricaldevices shall not interfere with legally-compliant
communications or impair aircraft or maritime safety.
In the case of infringement, the use of such devices shallbe prohibited until compliance is achieved.
The aforementioned legally-compliant communications refer to radio
communications operated in accordance with the Telecommunications
Act. Low power radio wave emitting electrical devices are legallyrequired to be susceptible to interference from ISM bandcommunications.
Minsvyaz（Russia）

Радиоэлектронные средства технологии «Bluetooth»в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц смаксимальной эквивалентной изотропно
излучаемой мощностью передатчика не более
2,5 мВт.

SRRC（CHINA）

Approval certification number:Dry batteries: CMIIT ID：2020DP3197
Lithium batteries: CMIIT ID：2020DP1516
Model: GX-3RPRO
Protocol: Bluetooth Low Energy
Version: Ver. 4.2
Frequency: 2,402 to 2,480 MHz
Modulation: FSK
Output: Maximum 6 dBm- 117 -

11 Apêndice

NBTC（THAI）

Declaração de conformidade

This telecommunication equipment conforms to the standard or
technical requirements of NBTC.

- 118 -