PT2C-1875

定置式可燃气体、毒性气体检测部
GD-A80 系列
GD-A80、GD-A80D
GD-A80V、GD-A80DV
GD-A80S、GD-A80DS
GD-A80N、GD-A80DN
使用说明书

使用注意事项本仪器是检测大气中的可燃气体或毒性气体，具有报警功能的气体报警器。气体报警器是防灾和安全保
护仪器 ，并非对气体进行定量、定性的分析和测量的分析仪、浓度计。
使用时请充分理解以下几点，正确使用机器:
1.

本仪器会受到检测对象气体以外的气体、蒸汽的干扰。
请注意干扰引起的警报动作。此外，设置场所的环境变化（温度、湿度等）也会引起波动。

2.

请在符合机器性能的范围设置警报。
在符合高压气体保安法的设备上，报警值设置低于本公司标准警报设置值时，可能引起误警报。

3.

本仪器是防灾和安全保护仪器，不是控制机器。

4.

如果本仪器使用的气体检测传感器的烧结体表面附着硅、硫化合物，会引起气体感应部的面积减少，检测感度大幅降低。
在安全管理上，即使存在微量的硅、硫化合物，也请避免使用本仪器。

5.

对本仪器进行维修时，需要进行包括使用说明书中所述定期更换零部件更换调整在内的定期检查。
同时，由于是防灾和安全保护仪器，因此推荐根据法律规定每 6 个月进行定期检查以及气体校正。

目 录
1. 产品概况 .............................................................................................................................................. 1
1-1. 前言 ............................................................................................................................................................. 1
1-2. 使用目的 ...................................................................................................................................................... 1
1-3. 危险、警告、注意、注记的定义 .................................................................................................................. 11-4. 标准及防爆规格的确认方法 ......................................................................................................................... 2

2. 安全上的重要通知 ................................................................................................................................ 3
2-1. 危险事项 ...................................................................................................................................................... 3
2-2. 警告事项 ...................................................................................................................................................... 3
2-3. 注意事项 ...................................................................................................................................................... 42-4. 安全信息 ...................................................................................................................................................... 5

3. 产品的构成........................................................................................................................................... 73-1. 本体及标准附件 ........................................................................................................................................... 7

4. 使用方法 .............................................................................................................................................. 94-1. 使用注意事项 .............................................................................................................................................. 94-2. 安装场所注意事项 ....................................................................................................................................... 94-3. 系统设计上的留意事项 .............................................................................................................................. 104-4. 安装方法 .................................................................................................................................................... 114-5. 设置方法 .................................................................................................................................................... 124-6. 配线方法 .................................................................................................................................................... 144-7. 配管方法（※使用吸入式时） ................................................................................................................... 17

5. 操作方法 ............................................................................................................................................ 185-1. 启动准备 .................................................................................................................................................... 185-2. 启动方法 .................................................................................................................................................... 185-3. 检测方法 .................................................................................................................................................... 185-4. 退出方法 .................................................................................................................................................... 19

6. 维修保养 ............................................................................................................................................ 206-1. 检查的频次和检查项目 .............................................................................................................................. 206-2. 气体校正方法 ............................................................................................................................................ 226-3. 更换各零件 ................................................................................................................................................ 23

7. 关于保管、移设及废弃 ....................................................................................................................... 25
7-1. 保管或长期不使用时的处置 ....................................................................................................................... 25
7-2. 移设或者重新使用时的处置 ....................................................................................................................... 257-3. 废弃产品 .................................................................................................................................................... 25

8. 故障诊断表......................................................................................................................................... 26
9. 产品规格 ............................................................................................................................................ 279-1. 规格一览 .................................................................................................................................................... 279-2. 检测原理 .................................................................................................................................................... 29

10. 术语定义 .......................................................................................................................................... 32

1. 产品概况1-1. 前言1

产品概况1-1. 前言
感谢您这次购买定置式可燃气体或毒性气体检测部 GD-A80 系列。
请核对并确认您所购买的产品型号与本说明书规格一致。
本使用说明书为您说明了本仪器的使用方法与规格。记载了正确使用本仪器的必要事项。不论您是初次使用，还是已经使用过本仪器，请重新确认您的知识与经验，并仔细阅读，在理解内容的基础上使用。
本仪器不能以单体的形式使用。请务必与专用指示警报部组合使用。此时，请务必一并阅读指示警报器的使用说明书。

1-2. 使用目的••••••

本仪器是检测可燃气体或毒性气体泄漏的固定式气体检测单元。
本仪器是防灾和安全保护仪器 ，并非对气体进行定量、定性的分析和测量的分析仪、浓度计。
使用时请充分理解本仪器的性能，正确使用机器。
本仪器用内置的气体传感器检测发生气体泄漏时引起的异常。
本仪器的吸入式利用外部的泵等引入气体，进行气体检测。
本仪器与指示气体浓度发出警报的指示警报单元组合后使用。
如果本仪器检出泄漏的可燃气体或毒性气体，根据气体浓度输出电压。指示警报单元在指示气体
浓度的同时，若超过预先设置的浓度等级时将发出警报。

1-3. 危险、警告、注意、注记的定义危险本标识表示如果错误操作，“可能危及生命，对身体造成伤害或者发生重大的财产损失”。

警告本标识表示如果错误操作，“可能对身体造成伤害或者发生重大的财产损失”。

注意

本标识表示如果错误操作，“可能对身体造成伤害或者发生轻微的财产损失”。

注记本标识表示使用上的建议。

-1-2. 安全上的重要通知

2-1. 危险事项2

安全上的重要通知
2-1. 危险事项危险＜关于防爆＞•客户请勿自行对防爆接合面进行修理。
•通电状态下请勿打开盖子。
•盖子用内六角螺栓请使用本公司指定的螺栓。
•请勿对防爆接合面进行修理。
•发现容器、防爆接合面上有伤痕、裂纹等时，请立即中止使用，联系本公司营业部。

2-2. 警告事项
警告
保护接地的必要性
请勿切断本仪器的保护接地线，或断开保护接地端子的接线。
保护功能的缺陷运行本仪器前请确认保护功能有无缺陷。若保护接地等保护功能存在缺陷时，请勿运行本仪器。
配管※
在制造上确保本仪器吸入大气压状态的周围气体。请在使用中避免向本仪器的采样配管口（气体入口、气体排出口）施加过大的压力。请将排气管接在检测气体排出口，使检测后的气体排出到确认安
全的场所。
在环境空气中进行调零在环境空气中进行调零时，请确认环境空气为新鲜空气后再进行。如在有杂质气体等的情况下进行调节，将不能正确调节，如果气体漏泄，会很危险。
请不要设置在硅、氯化物、硫化物常时存在的场所。
如果设置在存在这些物质、气体的场所，将发生传感器中毒，传感器的寿命明显缩短，或者不能进行
正常的气体检测，引发危险。
发出气体警报时的对策发出气体警报时非常危险。请根据客户的判断进行妥善处理。
※仅吸入式-3-

2. 安全上的重要通知

2-3. 注意事项

2-3. 注意事项
注意
请不要在本仪器附近使用对讲机等。
•如果对讲机等在本仪器附近或延长线附近发射电波，有时会影响振动。使用对讲机等时，请
在不会产生影响的地方使用。
请确认流量是规定流量，然后使用※
当流量不是规定流量时，不能进行正确的气体检测。请确认流量是否不稳定或者已丧失。
请安装滤尘网后使用※
使用本仪器时，为避免因气体引起的吸附或者环境中的粉尘影响，请安装指定的滤网后使用。
滤尘网因检测的气体而异，详情请咨询本公司营业部。
为避免配管内发生结露，请遵守使用范围※
如配管内发生结露，就会造成堵塞或气体吸附等，无法正确检测气体，因此严禁结露的出现。请结合
本仪器的设置环境，充分注意采气地点的温度和湿度，避免配管中发生结露现象。尤其是强酸性气体等，检查溶于水分中腐蚀性增加的气体时，不仅不能进行气体检测，而且可能腐蚀内部零件，因此请务必遵守使用范围。
请不要拆解和改造本仪器。
如果拆解和改造本仪器，性能将得不到保证，因此请绝对不要那样做。请依据本使用说明书，正确使用。
请务必进行定期检查。
本仪器为防灾和安全保护仪器，为确保安全，请务必进行定期检查。如仪器不检查而继续使用，传感
器的检测感度劣化，不能进行正确的气体检测。
请不要在惰性气体环境下使用。
搭载热传导式传感器的 GD-A80(D)N 除外。
※仅吸入式-4-

2. 安全上的重要通知

2-4. 安全信息2-4. 安全信息
为构建防爆系统，请遵守以下事项。
仪器概要•本仪器是扩散式的气体检测单元（GD-A80 系列），用于连接指示警报单元，检测对象气体。
•此外，安装吸气装置端盖，也可当做吸入式气体检测器（GD-A80D 系列）使用。
<TIIS 规格>规格（防爆结构）（防爆等级）（环境温度）※（额定）·检测元件（适用规格）

耐压防爆结构
Ex d ⅡC T4-40～+53℃
GD-A80(D) DC3.0V 430mA 或 DC5.0V 200mA
GD-A80(D)V DC6.5V 205mA 或 DC3.5V 350mA
GD-A80(D)S DC3.0V 500mA 或 DC5.0V 200mA
GD-A80(D)N DC3.3V 170mA 或 DC1.0V 220mAJNIOSH-TR-NO.43(2008)※检测单元铭牌上记载的环境温度（可维持防爆性能的温度范围）为-40～+53℃，但是检测性能上的使用温度范围
为-20～+53℃。

设置【GD-A80(D)/A80(D)S/A80(D)N】【GD-A80(D)V】
设置图连接图
非危险场所

危险场所

非危险场所

危险场所
气体检测单元 :GD-A80(D)V气体检测单元 GD-A80(D)GD-A80(D)SGD-A80(D)N指示警报单元等

指示警报单元等

检测元件
检测元件延长线

检测元件
用端子-5-检测元件
用端子延长线

2. 安全上的重要通知

2-4. 安全信息<ATEX/IECEx/UKEX 规格>规格（防爆结构）（分组）（类别）（防爆等级）（保护等级）（环境温度）※（额定）·检测元件（适用规格）

耐压防爆结构“d”
Ⅱ2G
Ex db ⅡC T4Gb
-40～+53℃
GD-A80(D) DC3.0V 430mA 或 DC5.0V 200mA
GD-A80(D)V DC6.5V 205mA 或 DC3.5V 350mA
GD-A80(D)S DC3.0V 500mA 或 DC5.0V 200mA
GD-A80(D)N DC3.3V 170mA 或 DC1.0V 220mA
EN IEC 60079-0:2018、 EN60079-1:2014
IEC60079-0:2017、IEC60079-1:2014-06
BS EN IEC 60079-0:2018、 BS EN60079-1:2014※检测部铭牌上记载的环境温度（可维持防爆性能的温度范围）为-40～+53℃，但是检测性能上的使用温度范围为-20～+53℃。

与该类型认证相关的条件
根据 ATEX 指令附件二第 1.5.5 节的测量功能不包括在本欧盟型号认可中。
根据欧洲统一标准的要求，必须分别满足气体性能和安全装置的要求。
根据 UKSI 2019 年第 1107 号法规附表 1 第 24 段规定的测量功能不包括在本英国类型证书中。 对于气体性能和安全装置的要求，必须满足单独的英国指定标准的要求。
防爆连接处不打算进行修理。
用于外壳的紧固件是由属性为 A2-70 的不锈钢制成。
电缆接头可能无法提供足够的夹紧力。用户应提供额外的夹紧装置，以防止电缆被拉动和扭曲。
设置【GD-A80(D)/A80(D)S/A80(D)N】【GD-A80(D)V】
设置图连接图

气体检测单元

非危险场所

危险场所

非危险场所

气体检测单元 :GD-A80(D)V

GD-A80(D)GD-A80(D)SGD-A80(D)N

指示警报单元等

检测元件

检测元件
用端子

指示警报单元等

检测元件
用端子

检测元件
延长线

延长线

-6-4. 使用方法

4-1. 使用注意事项4

使用方法
4-1. 使用注意事项
不论您是首次使用本仪器，还是已熟练使用，都请务必遵守使用方法中的注意事项。
不遵守这些注意事项有时会使机器发生故障，不能进行正常的气体检测。
定置式可燃气体、毒性气体检测单元 GD-A80 系列与指示气体浓度发出警报的指示警报单元组合后使用。
如果本仪器检出泄漏的可燃气体或毒性气体，根据气体浓度输出电压，在用指示警报单元指示气体浓度的同时，如果超过预先设置的浓度水平，指示警报部的警报动作。
本仪器有时对检测对象气体以外的气体也有感度。检出气体发出警报时，请核实是因为检测对象气体引
发的警报还是检测对象气体以外的气体引发的警报。
在气体检测器的作用上，始终向其施加电源，正常动作是气体检测的前提条件。为此，重要的是确认日常动作状况。有关动作状态的确认，请参照【6-1. 检查的频次和检查项目】。

4-2. 安装场所注意事项
注意••本仪器是精密机器。根据设置本仪器的场所（环境），有时发挥不出规定的性能，因此请确认设置场所的环境，视情况由客户实施必要的处置。
要使本仪器在保安防灾上发挥重要的作用，需要在有效的场所设置必要的数量。
由于不同的气体种类与作业区域中容易发生气体泄漏或容易发生滞留的场所各不相同，因此请充分考虑安装场所及安装数量。

请勿安装在会产生振动冲击的场所本仪器由精密电子零部件构成。请安装于稳定的场所，避免产生振动、冲击，或发生掉落。
请勿安装在有粘付水、油、药品等的地点
请避开有粘付水、油、药品等液体的地点安装本仪器。
请勿安装在超过使用温度范围的场所
请安装在处于使用温度范围内，且不会发生剧变情况的稳定场所。
使用温度范围 ：-20～+53℃
请勿安装在阳光直射或温度剧变的场所请避免安装在会受到阳光直射或辐射热（从高温物体中放射出的红外线）的场所，或会导致机器温度发生剧变的场所。否则可能导致机器内部结露，或无法适应温度的急剧变化。

-9-6. 维修保养

6-1. 检查的频次和检查项目＜关于保养服务＞•本公司提供包括气体检测感度校正等在内的定期检查、调节、修理等相关服务。
制作试验用标准气体时，需要规定浓度的气瓶、气袋等专用器具。
本公司的服务人员是由具备作业方面的专用器具、以及其他产品相关专业知识的工作人员构成。
为了维持机器的安全动作，请利用本公司的保养服务。
•保养服务的主要内容如下。详情请咨询本公司营业部。
主要服务内容确认电源确认检测感度确认流量确认滤网警报测试气体检测感度校正气体警报确认清扫、修复设备（目视诊断）操作确认设备更换劣化零件： 确认电源电压。
确认电源指示灯是否发亮。
（在系统上确认能够识别相应的部位。）（使用了保安电源时，确认保安电源的动作。
）： 用零气确认浓度显示值为零（测氧仪显示为 20.9vol%）。
如指示有偏差，进行调零（空气调节）。
： 确认流量显示，再确认是否有异常。
用外部流量计确认流量，确认本仪器的流量显示是否正确。如流量存在偏差，调整流量。
： 确认滤尘网的污垢情况或有无堵塞。
污垢严重时或发生堵塞时进行更换。
： 使用警报功能，检查警报电路。
・警报指示灯确认（确认 ALM 的动作）・确认外部警报（确认蜂鸣器等外部警报动作）： 用试验标准气体进行灵敏度校正。
： 用试验标准气体确认气体警报。
・警报确认（达到警报设定值时确认警报发出）
・延迟时间确认（确认到发出警报的延迟时间）・警报指示灯确认（确认 ALM 的动作）・确认外部警报（确认蜂鸣器或复位信号等外部警报动作）： 确认机器外观上、盖子及内部等污垢或损伤，对明显位置进行清扫、修复。
如有龟裂或损坏，更换零件。
： 操作按键确认各种功能的动作，检查参数等。
： 更换传感器、滤网、泵等劣化零件。

- 21 -

6. 维修保养

6-3. 更换各零件＜更换定期更换的零部件＞
推荐定期更换的零部件清单
No.

名 称

检查周期

更换周期数量（个/台）

备注1

衬垫（传感器部）

6 个月

3～8 年

1

零件号：4262 4545 102吸气装置端盖

6 个月

3～8 年

1

PP/Bs/SUS 规格※更换零部件后，需要由本公司维修人员确认动作。为了保障机器的稳定动作和安全，请委托本公司维
修人员。请委托销售店或者最近的本公司营业所。

注记•上述更换周期为大致标准，因使用条件而异。此外，这并不表示质保期。更换时期因定期检
查的结果而变。

- 24 -

7. 关于保管、移设及废弃

7-1. 保管或长期不使用时的处置

7

关于保管、移设及废弃
7-1. 保管或长期不使用时的处置
请在下述的环境条件内保管本仪器。
•常温、常湿、阳光直射不到的阴暗处•
不产生气体、溶剂、蒸汽等的场所

7-2. 移设或者重新使用时的处置移设时，挪动场所请遵照“4-2. 安装场所注意事项”、“4-4. 安装方法”。此外，配线施工请参照“4-6. 配线方法”。移设时，请尽可能缩短不通电时间。

注意
移设或者停机保管后重新使用时，请务必进行气体校正。包括气体校正在内，再次调节时请联系本公司营业所。

7-3. 废弃产品
废弃检测部本体时，请将其作为产业废弃物（不可燃物），遵照当地的法令等，进行合适的处理。

- 25 -

8. 故障诊断表

8故障诊断表这份故障诊断表并没有记载机器的所有问题原因。只记载了简单的内容，帮助用户查明常见问题的原因。
对于这里没有记载的症状，或者进行处置依然没有恢复时，请联系本公司营业所。

＜指示值异常＞ ※ 请与指示警报部一同进行处理。详情请参照指示警报部的使用说明书。
症状指示值一直处于上升（下降），无法恢复原因传感器漂移请进行调零。

存在干扰气体要完全消除溶剂等干扰气体的影响很困难。关于去除滤网等对策，请联系本公司营业所。

慢泄漏

检测对象气体有可能微量漏出（慢泄漏）。如放置不管可能会很危险，因此请采取与气体警报一样的措施进行处理。

环境变化请进行调零。

存在干扰气体要完全消除溶剂等干扰气体的影响很困难。关于去除滤网等对策，请联系本公司营业所。

气体泄漏等虽然检测点噪音影响
没有异常，但也会发出气体警报响应延迟对策请关闭电源后重启。
如频繁发生此类症状，请采取妥善的噪音对策。

环境剧变若环境发生剧变（温度等），则本仪器将无法适应，进而受到影响，有时会发生指示警报。
当环境频繁剧变时，不能使用，因此请客户采取某种对
策。

传感器灵敏度变差请更换新传感器。

滤尘网堵塞请更换滤尘网。

吸入侧或排气侧管折断、堵塞、泄漏请修复问题位置。

吸入侧软管内发生结请修复问题位置。
露无法进行灵敏度校正

校正气体灵敏度不合请准备合适的校正气体。
适传感器灵敏度变差请更换新传感器。

- 26 -

9. 产品规格

9-1. 规格一览9产品规格9-1. 规格一览【扩散式】<Japan Ex 规格>
GD-A80
接触燃烧式或精细陶瓷式

型号
检测原理
检测对象气体大气中的可燃气体

检测方式

GD-A80V

GD-A80S

GD-A80N

半导体式热线型半导体式

热传导式大气中的可燃气体或毒性气体

大气中的
可燃气体或毒性气体

大气中或惰性气体中的可燃气体自然扩散式
1.25mm2 或者 2.0mm2
CVV、4 芯同等品

传输延长线

CVVS、3 芯同等品

CVVS、4 芯同等品

耐压衬垫格兰头 G3/4〔衬垫内径〕实装φ12、附带φ13-20～+53℃(不得有剧变）
95%RH 以下（无结露）壁挂式、可安装 2B(50A)管子耐压防爆结构
Ex d ⅡC T4(Japan Ex)
约 78(W)×163(H)×105(D)mm（安装器件除外）
约 1.0kg
蒙塞尔 7.5BG5/2

延长线连接口※使用温度范围 1使用湿度范围结构防爆结构
防爆等级外观尺寸
重量
涂装颜色※1.检测部铭牌上记载的环境温度（可维持防爆性能的温度范围）为-40～+53℃，但是检测性能上的使用温度范围为-20～+53℃。

【吸入式】<Japan Ex 规格>
GD-A80D
接触燃烧式或精细陶瓷式型号
检测原理检测对象气体大气中的可燃气体

检测方式
吸入流量

GD-A80DV

GD-A80DS

GD-A80DN

半导体式热线型半导体式

热传导式大气中的
可燃气体或毒性气体

大气中的
可燃气体或毒性气体

大气中或惰性气体中的可燃气体

吸入式（利用外部泵引入）0.8～2L/min
1.25mm2 或者 2.0mm2
CVV、4 芯同等品

传输延长线延长线连接口※

使用温度范围 1

CVVS、3 芯同等品

CVVS、4 芯同等品

耐压衬垫格兰头 G3/4
〔衬垫内径〕实装φ12、附带φ13-20～+53℃(不得有剧变）- 27 -

9. 产品规格

9-1. 规格一览
95%RH 以下（无结露）壁挂式、可安装 2B(50A)管子耐压防爆结构
Ex d ⅡC T4(Japan Ex)
约 78(W)×163(H)×123(D)mm（安装器件除外）
约 1.0kg
蒙塞尔 7.5BG5/2

使用湿度范围
结构防爆结构防爆等级外观尺寸重量
涂装颜色※1.检测部铭牌上记载的环境温度（可维持防爆性能的温度范围）为-40～+53℃，但是检测性能上的使用温度范围为-20～+53℃。

【扩散式】<ATEX/IECEx/UKEX 规格>
GD-A80
接触燃烧式或精细陶瓷式

型号
检测原理
检测对象气体检测方式传输延长线延长线连接口※

使用温度范围 1使用湿度范围结构防爆结构
防爆等级外观尺寸
重量
涂装颜色

大气中的可燃气体

GD-A80V

GD-A80S

GD-A80N半导体式热线型半导体式

热传导式

大气中的
可燃气体或毒性气体

大气中的
可燃气体或毒性气体

大气中或惰性气体中的可燃气体自然扩散式
1.25mm2 或者 2.0mm2
CVV、4 芯同等品 CVVS、3 芯同等品
CVVS、4 芯同等品
耐压衬垫格兰头 G3/4〔衬垫内径〕实装φ12、附带φ13-20～+53℃(不得有剧变）
95%RH 以下（无结露）壁挂式、可安装 2B(50A)管子耐压防爆结构Ⅱ2G Ex dbⅡC T4 Gb(ATEX/UKEX)
Ex dbⅡC T4 Gb(IECEx)约 78(W)×163(H)×105(D)mm（安装器件除外）
约 1.0kg
蒙塞尔 7.5BG5/2※1.检测部铭牌上记载的环境温度（可维持防爆性能的温度范围）为-40～+53℃，但是检测性能上的使用温度范围为-20～+53℃。

【吸入式】<ATEX/IECEx/UKEX 规格>
GD-A80D
接触燃烧式或精细陶瓷式型号
检测原理
检测对象气体
检测方式
吸入流量
传输延长线
延长线连接口※使用温度范围 1使用湿度范围结构防爆结构
防爆等级大气中的可燃气体

GD-A80DV

GD-A80DS

GD-A80DN

半导体式热线型半导体式

热传导式

大气中的
可燃气体或毒性气体

大气中的
可燃气体或毒性气体

大气中或惰性气体中的可燃气体

吸入式（利用外部泵引入）0.8～2L/min
1.25mm2 或者 2.0mm2
CVV、4 芯同等品 CVVS、3 芯同等品
CVVS、4 芯同等品
耐压衬垫格兰头 G3/4〔衬垫内径〕实装φ12、附带φ13-20～+53℃(不得有剧变）
95%RH 以下（无结露）壁挂式、可安装 2B(50A)管子耐压防爆结构
Ⅱ2G Ex dbⅡC T4 Gb(ATEX/UKEX)
Ex dbⅡC T4 Gb(IECEx)- 28 -

10. 术语定义10术语定义接触燃烧式内置于 GD-A80(D)的传感器的原理。
详情请参照“9-2. 检测原理”一项。

精细陶瓷式

内置于 GD-A80(D)的传感器的原理。
详情请参照“9-2. 检测原理”一项。

半导体式

内置于 GD-A80(D)V 的传感器的原理。
详情请参照“9-2. 检测原理”一项。

热线型半导体式

内置于 GD-A80(D)S 的传感器的原理。
详情请参照“9-2. 检测原理”一项。

热传导式

内置于 GD-A80(D)N 的传感器的原理。
详情请参照“9-2. 检测原理”一项。

初始化清零检测部输出在接通电源后不久的一段时间内会发生变动。
避免期间发出警报的功能。

满量程检测范围的最大值。

%LEL以对象可燃气体的爆炸下限浓度（Lower Explosive Limit）为 100 的单位。

ppm

表示对象可燃气体 100 万分之 1 的浓度(part per million) 单位。
1ppm=1μmol/mol

校正

表示使用校正气体，使机器指示值匹配气体浓度值。

- 32 -