SURVEYING INSTRUMENTS

デジタルレベル2級レベル

より身近になったデジタルレベルSDL50

デジタルだから、簡単・正確・スピーディー
デジタルだから、デジタルだから、デジタルだから、簡単

スピーディー

電卓要らず観測はいたって簡単。スタッフに望遠鏡を向けてピントを合わせ、測定時間は2.5秒以内※。測定から結果の表示、比高計算までも今まで電卓で行っていた計算も、SDL50が行います。メモリー機能で測定結果を記録できます。

測定ボタンを一押しするだけ。

スピーディー。今までにない効率で仕事をこなします。

●比高測定

●標高測定

機械が高さと距離を※単回、連続測定時後視点と前視点の高さの差を計算・表示します。後視点を固定で後視点の標高を入力することで、前視点の標高を算出できます。

きますので、複数ある前視点の高計算結果の記録も可能です。

同時に測定します。

さを順次算出することができます。

世界初、ウェービング測定機能を搭載計算結果の記録も可能です。

デジタルだから、正確

従来、レベル観測の際に行っていた「スタッフを前後に振る」という観測法を、デジタルレベルで可能に。
最小値を読み取ることで、設置誤差を軽減します。*± 5 〜 10°

距離D1D2BS

均等に振る

F1F2TP1F5TP2Z5Z6F4

測定範囲 高さ 0.5〜4.0m
距離 5〜50m

慣れを必要としたスタッフの読みを、人に代わって機械が測定。誰Aにでも正確な測定ができます。SDL50を使えば、読み間違いや測定の個人差といった、ヒューマンエラーは解消されます。しかも、1km往復標準偏差1.5mmと高精度です。

〈ソキア独自のRABコードスタッフ〉

比高 H

Z0Z1Z2Z3Z4BM* スタッフ面の明るさが150lxの場合。
なお、観測精度・観測時間は、観測時の風力状態・SDL50及びスタッフを設置する地盤状況により変化します。

スタッフのパターンは、
ソキア独自のRABコード（RAndom Bi-directionalcode）。光や影のムラに強く、正確な高さ測定はもちろん、距離測定にも有効です。スタッフの上下もレベルが自動で認識しますので、逆さまにして天井の水平出しなども簡単です。

デジタルだから、RABコードスタッフは、ソキアのデジタルレ野帳要らず

ベル全てに共通で使えます。

約2,000点分の測定データを内部メモリーに記録できます。数値は手入力も可能。点番はもちろん、後視点・前視点等の属性の設定から、往路・復路の設定もできます。データは最大20までのJOBに分けて記録できます。
記録したデータを、汎用性の高いCSVフォーマットでPCへダウンロードするソフトウェア、「SDL TOOL」も用意しています。

■ 突然の雨でも大丈夫
SDL50はIPX4（JIS C 0920に準拠）の防水性能。いかなる方向からの水しぶきを受けても、すぐに水が入ることのない構造になっています。突然の雨でも慌てることはありません。

■ 広範囲に補正する、信頼の自動補正機構±15'と、広範囲に補正する自動補正機構。自動レベルで定評あるソキアの自動補正機構は、温度変化や振動の激しい場所でも、常に安定した高精度の測定を可能にします。

■ バッテリーはトータルステーションと共通
バッテリーはLi-ionタイプのBDC46Bを採用。16時間の連続使用が可能です。BDC46Bはトータル
ステーションSeries50RXやSeries50Xなどでも使用できます。

このRABコードは、SDL50で測定できます。

SDL50仕様
国土地理院 測量機種登録
高さ測定精度（1km往復標準偏差）

電子的測定

視覚的測定
距離測定精度*（D=測定距離、単位はｍ）
測定方法
測定範囲*
最小表示

測定時間

望遠鏡

自動補正機構円形気泡管感度
水平目盛盤
ディスプレー
内部メモリー

電子的測定

BIS30A
BGS40A/40/50
BAS55
BGS40A/40/50
BAS55
距離10m以下
距離10m〜50ｍ
距離50ｍ〜100m

電子的測定
高さ
距離

単回 / 連続（精）/ 平均連続（粗）/ ウェービング測定
単回 / 連続（精）平均連続（粗）
倍率
像
対物有効径
視界
分解力
最短合焦距離（機械中心より）
スタジア乗数
スタジア加数方式
自動補正範囲
目盛り
（推読）
記憶容量
JOB
出力データフォーマット

インターフェイス
防水性能
使用温度範囲（保存温度範囲）
バッテリー（Li-ion電池、7.2V）
電源
連続使用時間（25℃）
充電時間
本体寸法
本体（バッテリー含む）
質量

2級レベル
0.6mm
1.5mm
1.7mm
2.0mm
2.5mm
±10mm以下±0.1％×D以下±0.2％×D％以下
単回 / 連続（精）/ 平均 / 連続（粗）/ ウェービング測定 選択可
1.6〜100m
0.0001 / 0.001m 選択可
1cm
10cm
2.5秒以内平均回数 x 2.5秒以内
1秒以内
28x
正像
36mm
1°
20'
3.5"
1.5m
1000
ペンジュラムコンぺンセータ、磁気制動方式±15'10'/2mm
1°（0.1°）
グラフィック・ドットマトリックスLCD、128x32ドット、バックライト機能付き
2000点
最大20JOB
CSV形式
RS-232C規格準拠（ボーレート：1200〜38400bps）
IPX4（JIS C 0920 : 2003準拠）-20℃〜50℃（-40℃〜70℃）
BDC46B16時間以上
2.5時間以下
158(W)x257(D)x182(H)mm
2.4kg※RABコードスタッフ使用時●標準付属品●RABコードスタッフ

バッテリーBDC46B、急速充電器CDC68、電源ケーブルEDC113、六角レンチ、ビニールカバー、シリコンクロス、取扱説明書、格納ケース○ニュースーパーインバール・RABコードスタッフ
・ BIS30A：3m、1セクション、5.5kg
国土地理院 測量機種登録 1級A水準標尺※SDL50との組み合わせで公共測量2級水準測量に使用できます。

●アクセサリー○ダイアゴナルアイピース: DE23
○グラスファイバースタッフ用着脱式気泡管: GS20L（感度20'）
GS60L（感度60'）○グラスファイバーRABコードスタッフ
・ BGS40A：4.0m、3セクション、2.4kg
国土地理院 測量機種登録 2級水準標尺（着脱式気泡管GS20L付き）※SDL50との組み合わせで公共測量3級水準測量に使用できます。
・ BGS40：4.0m、3セクション、2.4kg
・ BGS50：5.0m、4セクション、3.0kg●ソフトウェア SDL TOOL
記録したデータを、汎用性の高いCSVフォーマットでPCへダウンロードするソフトウェア。
ソキア・トプコン会員制WEBサイト「SET倶楽部」から入手できます。

○アルミRABコードスタッフ
・ BAS55：5.0m、5段、1.9kg
振り出し式RABコードスタッフ
・ BRS55：5m、5段、1.95kg
アルミRABコード反射スタッフ
表面：RABコード、裏面：目盛を印刷した反射シート●電子野帳
カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
カタログ記載の製品名等は各社の商標または登録商標です。
製品改良のため、予告なく外観・仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。
製品を安全にお使いいただくため、使用前に取扱説明書を良くお読みください。

SDL50には、タマヤ計測システム（株）水準測量用データコレクタが使用できます。

環境に配慮し、無塩素漂白（ECF）のFSC認証紙と大豆油インキを使用しています。

A-234-J-8-1005-NP-AB© 2010 SOKKIA TOPCON CO., LTD.

東京都板橋区小豆沢1-5-2 〒174-0051 TEL.03-5915-6562 FAX.03-5915-6658

www.sokkia.co.jp

日本測量機器工業会のシンボルマークです。