Taperloc Complete Hip System

Taperloc Complete Hip Stem
Rotational Stability
Insertion Hole
ステム挿入時のローテーションをコントロールする
インサーションホール

Polished Anterior-Posterior
Neck Flats

Clinically Proven
PPS Coating
スクラッチフィットによる初期安定性と骨性の固定を可能にする
PPSコーティング5-8

可動域が増大し、アセタブラーカップとのインピンジメントのリスクを減少するリデュースされた
ステムネックデザイン1

Optimal Neck Angle
可動域の増大と軟部組織のテンションの増加により、安定性が獲得できる133°のネックアングル2–4

Offset Option

Smooth DistalTransition

脚長を変更することなく多様なアナトミーに対応するスタンダードとハイオフセットオプション

近位と遠位の形状がミスマッチした大腿骨髄腔においても適合性を高めるスムース ディスタル
トランジション

Acetabular Options
E1 Antioxidant Infused Liners
with Biolox delta Ceramic heads◦Biolox delta ：高い破壊強度95040

体積摩耗量（mm3/MC）◦E1 Antioxidant Infused Technologyによる耐酸化性9500万サイクル

55.4◦E1 + Biolox delta ：MoMと類似の摩耗量9◦E1 + Biolox delta ：40mmまでの大径骨頭
オプション

Volumetric Wear Ratesof 38mm Acetabular Liners96030

20103.160136mmCoCr/
ArCom
Material

38mm
CoCr/
E1
Material

1.71

1.3738mm
BIOLOX
delta/
E1Material

38mm
Metal-onMetal(Run-in Wear)

Taperloc Complete
Hip StemTaperloc Complete ステムは、ポーラスコーティ
ングレベルよりも遠位のステム基材を緩やかに減少させる、リデュースドディスタルを特徴にしていTitanium Alloy Ti-6AL-4Vます。このリデュースドディスタル形状は、大腿骨低い弾性率により、応力を分散し骨質を保つチタン合金

遠位の狭い髄腔にステム遠位部をフィットさせることなく、髄腔近位部でのステム占拠率を高めることによって、Dorr Type A に一般的に見られる、近位と遠位髄腔でのミスマッチ症例への対応を容易にします。このデザイン特徴は、臨床で成功を納めてきた Taperloc Reduced Distal ステムに基Flat Tapered Wedge Geometry

づいています。11

近位での荷重分散、骨温存、回旋抵抗力を高めるフラット テーパード ウェッジ形状

Oxidation Profile9,10
環境応力亀裂試験実施後

0.8
0.70.6

酸化指数

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0-0.1

表層部

中心部

表層部

シーケンシャルクロスリンク/アニーリング（荷重下）
シーケンシャルクロスリンク/アニーリング（対象群：非荷重下）
E1（荷重下）E1（対象群：非荷重下）

2Taperloc Complete Microplasty Hip Stem

Rotational Stability
Insertion Hole

Polished Anterior-Posterior
Neck Flats
可動域が増大し、アセタブラーカップとのインピンジメントのリスクを減少するリデュースされた
ステムネックデザイン1

Clinically Proven
PPS Coating

ステム挿入時のローテーションをコントロールする
インサーションホール

スクラッチフィットによる初期安定性と骨性の固定を可能にする
PPSコーティング5-8

Optimal Neck Angle
可動域の増大と軟部組織のテンションの増加により、安定性が獲得できる133°のネックアングル2–4

Offset Option

Smooth Distal
Transition

脚長を変更することなく多様なアナトミーに対応するスタンダードとハイオフセットオプション

近位と遠位の形状がミスマッチした大腿骨髄腔においても適合性を高めるスムース ディスタル
トランジション

Acetabular Options
E1 Active Articulation
Dual Mobility System

Wear Rates for Acetabular Constructs96054.14

Ultra Low Wear

外方開角60度のカップ設置条件においてもArComライナーと比較して95％の摩耗を低減9

大径ベアリングによってもたらされる
大きなROMと高い脱臼抵抗力940

体積摩耗率
500万サイクル

Dislocation Resistance

5036mm内径のArcomライナーと比較して95％摩耗を低減93044mm内径のE1ライナーと比較して62％摩耗を低減9
20106.18
2.320336mm内径
ArComライナー（外方開角45°）44mm内径E1ライナー（外方開角45°）

60mm Active
Articulation E1ベアリング（外方開角60°）

Taperloc Complete
Microplasty StemTaperloc Complete Microplasty ス テ ム は、 臨
床で成功を納めている Taperloc ステムのデザイン
Titanium Alloy Ti-6AL-4Vに基づき設計され、さらに Taperloc Complete

低い弾性率により、応力を分散し骨質を保つチタン合金

ステムと同様の改良が加えられています。また、35mm 短縮したステム長は、低侵襲手術にも対応し、表面置換術やその他骨温存型人工股関節が必要とされるような症例への選択肢の一つともなります。

Flat Tapered Wedge Geometry
近位での荷重分散、骨温存、回旋抵抗力を高めるフラット テーパード ウェッジ形状

Reduced Length
35mm短 縮 し た ス テ ム 長 は、軟部組織や骨の温存を可能とし、低侵襲手術手技にも対応

Range of Motion Potential for Acetabular Constructs 9
AP ROM

200175

可動域

163º

166º

150

125

100

Max-Rom
36mm ライナー

Max-Rom +Max-Rom +36mm ライナー 44mm ライナー

ActiveArticulation
44mm Cup

ActiveArticulation
60mm Cup4

Taperloc Complete XR 123° Hip StemRotational Stability
Insertion Hole

Clinically Proven
PPS Coating

ステム挿入時のローテーションをコントロールする
インサーションホール

Polished Anterior-Posterior
Neck Flats
可動域が増大し、アセタブラーカップとのインピンジメントのリスクを減少するリデュースされた
ステムネックデザイン1

スクラッチフィットによる初期安定性と骨性の固定を可能にする
PPSコーティング5-8

123° Neck Angle
133°スタンダードおよびハイオフセットに123°のネックアングルを加えたTaperloc
Completeの3種類のネックオプションは、患者個々に合わせた適切な軟部組織バランスの獲得を実現

Smooth Distal
Transition
近位と遠位の形状がミスマッチした大腿骨髄腔においても適合性を高めるスムース ディスタル
トランジション

Taperloc Complete Hip System
最大オフセット範囲
5045

バーティカルオフセット（mm）

Taperloc Complete Hip System
はXR 123°ステムを追加することにより、患者個々の股関節機能を再現するための広範囲なオフセットオプションを提供します。右の表はTaperloc
Complete Hip Systemがカバーするバーティカルおよびホリゾンタルオフセットの長さを表しています。

4035

競合製品
Taperloc Complete スタンダードオフセット

30

Taperloc Complete ハイオフセット
Taperloc Complete XR 123°
2520202530354045

ホリゾンタルオフセット（mm）

550556065

Taperloc Complete
XR 123° StemTaperloc Complete XR 123°ステムは、Taperloc
Titanium Alloy Ti-6AL-4V
低い弾性率により、応力を分散し骨質を保つチタン合金

Complete Full-length および Microplasty ステムと同一のステムボディ形状を有し、頚体角は 123°、ネッ
ク長はスタンダードオフセットステムより 2mm 短くデザインされています。このユニークなネックデザインは、長いホリゾンタルオフセットと短いバーティカルオフセットが必要とされる内反股症例において、適切な股関節バイオメカニクスの再現と軟部組織バランスの獲得を実現します。

Flat Tapered Wedge Geometry
近位での荷重分散、骨温存、回旋抵抗力を高めるフラット テーパード ウェッジ形状

133°スタンダードオフセット
133°ハイオフセット

123°ネックアングル
133°スタンダード
オフセット
133°ハイオフセット

Reduced Length
Full-lengthお よ びMicroplastyの2種類のステム長からの選択が可能
123°
ネックアングル6

Taperloc Complete Hip System
Taperloc Complete ステムは、セメントレス人工股関節でスタンダードとも言い得る 15 Taperloc ステムの臨床上の成功と、Biomet の製品革新への思いから、幾つかのデザイン改良を加え誕生しました。これらの改良は、オリジナルの Taperloc ステムの持つ臨床上重要となるデザインに加え、脚長、安定性そして可動域を正確に再現するためにデザインされました。

Clinical Success of the Taperloc Hip System
100% Survivorship

・観察期間最短 5 年・49 例・対象：リウマチ患者 5100% Survivorship

98% Survivorship

・観察期間 2 ～ 11 年・114 例・対象：80 歳以上 6・観察期間 8 ～ 13 年・91 例・対象：50 歳以下 17

99.6% Survivorship

95% Survivorship

・観察期間 12 年・4750 例

99% Survivorship

16・観察期間 22 ～ 26 年・138 例 157

99% Survivorship

・観察期間 12 年・115 例 11・観察期間 10 ～ 18 年・89 例・対象：肥満患者 18

94% Survivorship

・観察期間 10 ～ 18 年・99 例・対象：非肥満患者 18

Ordering Information
Taperloc Complete
製品

製品番号
スタンダードオフセット

ハイオフセット

製品名

サイズ

51-100040―451-100050

51-101050

551-100060

51-101060

651-100070

51-101070

751-100080

51-101080

8

51-103090

51-104090

951-103100

51-104100

10

51-103110

51-104110

51-103120

51-104120

12

51-103130

51-104130

13

51-103140

51-104140

14

テーパーロック コンプリート ステム

11

51-103150

51-104150

15※ 51-103160※ 51-104160

16※ 51-103170※ 51-104170

17※はオプションサイズとなります。弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。
販売名：テーパーロックフェモラルステム
承認番号：22200BZX00280000

Taperloc Complete Microplasty
製品

製品番号
スタンダードオフセット

ハイオフセット

製品名

サイズ

51-108040―

451-108050

51-109050

551-108060

51-109060

651-108070

51-109070

7

51-108080

51-109080

851-106090

51-107090

51-106100

51-107100

951-106110

51-107110

51-106120

51-107120

1251-106130

51-107130

1351-106140

51-107140

14

テーパーロック コンプリート
マイクロプラスティ ステム

101151-106150

51-107150

15※ 51-106160※ 51-107160

16※ 51-106170※ 51-107170

17※はオプションサイズとなります。弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。
販売名：マイクロプラスティ テーパーロックフェモラルステム
承認番号：22200BZX00294000

8Ordering Information
Taperloc Complete XR 123°
製品

製品番号

製品名

サイズ

51-102040

451-102050

551-102060

651-102070

751-102080

851-105090

951-105100
51-105110

テーパーロック コンプリート
XR 123°ステム

101151-105120

1251-105130

1351-105140

1451-105150

15※ 51-105160

16※ 51-105170

17※はオプションサイズとなります。弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。
販売名：テーパーロックフェモラルステム
承認番号：22200BZX00280000

Taperloc Complete Microplasty XR 123°
製品

製品番号4551-149060

651-149070

751-149080

851-145100
51-145110
51-145120

9

サイズ

51-149050

51-145090※はオプションサイズとなります。弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。
販売名：マイクロプラスティ テーパーロックフェモラルステム
承認番号：22200BZX00294000

製品名51-149040

テーパーロック コンプリート
マイクロプラスティ
XR 123°ステム

910111251-145130

1351-145140

1451-145150

15※ 51-145160

16※ 51-145170

17

References
1. Davey J.R., Femoral Offset. http://orthonet.on.ca/emerging trends/
notes/Fe=moral%20Offset.htm (accessed February 15, 2010).
2. Bourne R.B. and Rorabeck C.H. Soft Tissue Balancing: The Hip.
Journal of Arthroplasty. 17(4):17–22, 2002
3. Charnley J. Low Friction Principle. Charnley J. Low Friction
Arthroplasty of the Hip. New York: Springer-Verlag. 3–15, 1979.
4. McGrory B.J. et al. Effect of Femoral Offset on Range of Motion andAbductor Muscle Strength after Total Hip Arthroplasty. Journal ofBone and Joint Surgery (British). 17(4): 865–9, 1995.
5. Rothman, R. et al. Cementless Femoral Fixation in the Rheumatoid
Patient Undergoing Total Hip Arthroplasty: Minimum 5 Year Results.
Journal of Arthroplasty. 16(4): 415–21, 2001.
6. Keisu, K.S. et al. Primary Cementless Total Hip Arthroplasty in
Octogenarians: Two to Eleven Year Follow-up. Journal of Bone andJoint Surgery. 83: 359, 2001.
7. McLaughlin, J. et al. Total Hip Arthroplasty with an Uncemented
Tapered Femoral Component. Journal of Bone and Joint Surgery.
6(90):1290–6, 2008.
8. Rothman, R. et al. Immediate Weight Bearing after Uncemented
Total Hip Arthroplasty. Clinical Orthopedics and Related Research.
349: 156–62, 1998.
9. Data on File at Biomet. Bench test results not necessarily indicativeof clinical performance.
10. Nabar, S. et al. Comparison of Second Generation Highly
Crosslinked Polyethylenes Under Adverse Aging Conditions. ORS
2008. Poster No. 1684.

11. McLaughlin, J.R. and Lee, K.R. Cementless Total hip Replacement
Using Second-generation Components. Journal of Bone and Joint
Surgery (British). 92(12): 1636–41, 2010.
12. Kennon R. et al. Anterior Approach for Total Hip Arthroplasty: Beyond
the Minimally Invasive Technique. Journal of Bone and Joint Surgery.
86(2): 91–7, 2004.
13. Nakata, K. et al. A Clinical Comparative Study of the Direct AnteriorWith Mini-Posterior Approach. Journal of Arthroplasty. 24(5): 698–704, 2009.
14. Bal, B.S. et al. Early Complications of Primary Total Hip Replacement
Performed with a Two-Incision Minimally Invasive Technique. Journalof Bone and Joint Surgery. 87(11): 2432–8, 2005.
15. McLaughlin, J.R. and Lee, K.R. Survivorship at 22 to 26 Years
Reported with Uncemented Tapered Total Hip Stem. Orthopedics
Today. 30(1): 1, 2010.
16. Hozack, W. Ten Year Experience with a Wedge Fit Stem. Crucial
Decisions in Total Joint Replacement and Sports Medicine.
Presentation. Bermuda, 1999.
17. McLaughlin, J.R. and Lee, K.R. The Outcome of Total Hip
Arthroplasty in Young Patients. 8- to 13-Year Results Using anUncemented Stem. Clinical Orthopaedics and Related Research.
373: 153–63, 2000.
18. McLaughlin, J.R. and Lee, K.R. The Outcome of Total Hip
Replacement in Obese and Non-obese Patients at 10- to 18-Years.
Journal of Bone and Joint Surgery (British). 1286–92, 2006.

● カスタマーサービス（商品のご注文）

Tel. 0463-30-4801
Fax. 0463-30-4821

ジンマー バイオメット● 製品のお問合せ
Tel. 03-6402-6601
本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階（代表）Fax. 03-6402-6620
Tel. 03-6402-6600
営業拠点：札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、
福岡
https://www.zimmerbiomet.com/ja© 2016 Zimmer Biomet G.K.
C1042-9（E）9/2020 Taperloc Completeカタログ