E-MOBILITY SOLUTIONSDCBM 400/600 Series

DC ENERGY METERINSTALLATION MANUALBETRIEBSANLEITUNGMANUEL D’INSTALLATION

SafetySicherheit

Consignes de sécurité

2

OverviewÜbersicht

Présentation générale

3

Specifications

Spezifikationen

Spécifications

4

Dimensions

Maße

Dimensions

7

Installation

Installation

Installation

9

Connection

Anschlüsse

Raccordement

10

Integration in the charging station
Einbau in die Ladestation
Intégration dans la station de rechargeFirst start

Start

12
Mise en route

Product sealing
Verschluss des Produkts
Scellés du produit		

15

17

Test instructions

Testanweisungen

Instructions de test

18

Recycling

Recycling

Recyclage

18

DCBM 400/600 Series
DC ENERGY METER

1

Safety / Sicherheit / Consignes de sécurité
EN

In order to guarantee safe operation of the product and to be able to make proper use of all features and functions,		
please read these instructions thoroughly!
Safe operation can only be guaranteed if the product is used for the purpose it has been designed for and within the limits of thetechnical specifications. Ensure you get up-to-date technical information that can be found in the latest associated datasheet
under www.lem.com.
The data link cable used between the product’s elements shall be the one delivered by LEM.
Please noteElectrical equipment should be installed, operated, serviced and maintained only by qualified personnel.
No responsibility is assumed by LEM International SA for any consequences arising out of the use of this material. A qualified
person is one who has skills and knowledge related to the construction, installation, and operation of electrical equipment andhas received safety training to recognize and avoid the hazards involved.
The meter must be installed inside an enclosure IP51 (indoor) or IP54 (outdoor) according to EN 50470: 2007.
DANGER! Electric hazard
When installing or changing the product, the conductor to which the product is connected must be de-energized. Ignoring thewarnings can lead to serious injury and/or cause damage!
Notice! Damage or hazards
The appropriate torque is defined by LEM.
The appropriate crimping of the connection elements is defined by the nationalities in force.

DE

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um den sicheren Betrieb des Produkts zu gewährleisten und alle		
Merkmale und Funktionen ordnungsgemäß zu nutzen!
Ein sicherer Betrieb kann nur gewährleistet werden, wenn das Produkt innerhalb seiner technischen Spezifikation und fürden Zweck verwendet wird, für den es entwickelt wurde. Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellen technische Informationen
beachten, die im zugehörigen Datenblatt unter www.lem.com zu finden sind.
Bitte verwenden Sie nur das von LEM gelieferte Datenverbindungskabel zwischen den beiden Produktelementen.
Bitte beachten
Elektrische Geräte dürfen nur von qualifiziertem Personal installiert, betrieben, gewartet und instandgehalten werden.
LEM International SA übernimmt keine Verantwortung für Konsequenzen, die sich aus der Verwendung dieses Materials
ergeben. Qualifiziertes Personal verfügt über Fähigkeiten und Kenntnisse in Bezug auf die Konstruktion, die Installation und den
Betrieb elektrischer Geräte und hat Sicherheitsschulungen erhalten, um die damit verbundenen Gefahren zu erkennen und zu
vermeiden.
Das Messgerät muss in einer IP51 box (innen) oder IP54 (außen) gemäß EN 50470: 2007 installiert werden.
GEFAHR! Stromschlaggefahr
Bei der Installation des Messgerätes müssen die Anschlussleitungen, an die das Messgerät angeschlossen wird, spannungsfrei
sein. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen und / oder Schäden führen!
Beachten! Schäden oder Gefahren
Das passende Anzugsmoment für Schraubverbindungen ist von LEM festgelegt.
Geeignete Crimpverbindungen der Verbindungselemente sind in nationalen Reglungen festgeschrieben.

FR

Afin de garantir un fonctionnement sûr du produit et d’être en mesure d’utiliser correctement toutes ses
		fonctionnalités et fonctions, veuillez lire attentivement ces instructions !
Le fonctionnement sûr ne peut être garanti que si le produit est utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu et dans les limites
des spécifications techniques. Assurez-vous d’avoir les dernières informations techniques à jour, elles sont disponibles sur lesite www.lem.com.
Seul le “data link cable” fourni par LEM peut être utilisé.
Mise en garde
Le montage et la mise en service du produit doivent obligatoirement être effectués par un personnel qualifié ayant reçu une
formation adaptée, permettant de reconnaître et d’éviter les dangers encourus.
LEM International SA ne peut être tenu pour responsable quant aux conséquences découlant d’une utilisation non-conforme dumatériel.
Le compteur doit être installé à l’intérieur d’un boîtier IP51 (intérieur) ou IP54 (extérieur) selon EN 50470 : 2007.
DANGER ! Risque de choc électriquePendant l’installation ou le changement du produit, les conducteurs auxquels il est relié ne doivent pas être sous tension. Le
non-respect des mises en garde peut entraîner des blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels !
Avertissement ! Des dommages ou dangers
Le couple approprié est défini par LEM.
Le sertissage approprié des éléments de raccordement est défini par les réglementations nationales en vigueur.
Pictograms / Piktogramme / Pictogrammes

2/20

Instruction manual
Bedienungsanleitung
Manuel d’utilisation

Heating
Heizung
Surface chaude

Electrical hazard
Elektrische Gefahr
Danger électrique

Double insulation
Doppelisolierung
Double isolation

Warning
Achtung
Attention

3April2023/Version 2
N° 92.47.10.153.0

DCBM 400/600 Series

DC ENERGY METER

2

Overview / Übersicht / Présentation générale

Package content / Packungsinhalt / Contenu de l’emballage
A

D

C

LM
D

F
LM
D

LM
D

LM
D

B

LM
D

G

E

LM
D

A Sensor Unit

D Meter Unit
E Data link cableB 2 nuts with captive washer (already mounted on the product)

2 Muttern mit Unterlegscheibe (bereits montiert)
2 écrous avec rondelle captive (déjà montés sur le produit)

F Installation manual

Installationsanleitung
Manuel d’installation

C Protection cover

Schutzkappe
Couvercle de protection

G Ferrite

Check the manufacturer sealing (x4) integrity before all operation.
Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme die Herstellerplombierung auf Versehrtheit (x4).
Vérifier l’intégrité des scellés du fabricant (x4) avant toute opération.
The Meter Unit and Sensor Unit included in the package are paired and cannot be swapped with another set.
Die im Lieferumfang enthaltene Meter Unit und Sensor Unit sind gekoppelt und können nicht ausgetauscht
werden.
La Meter Unit et la Sensor Unit incluses dans l’emballage sont appairées et ne peuvent pas être échangées
avec un autre ensemble.

Meter Unit description / Beschreibung Meter Unit / Description du Meter Unit
A Public key and serial number

F Status LED

B Top button

G Display

Public key und Seriennummer
Clé publique et numéro de série
Bedientaste oben
Bouton haut

DisplayEcranC Bottom button

H Verification marking

D Test LED

I

Bedientaste unten
Bouton bas
Prüf LED
LED testA

Status LED
LED statut

B
I

C
D

Eichmarke
Etiquette de contrôleIR optical interface
IR optisches interface
Interface optique IR

H

G

F

E

E Connection cover

Klemmendeckel
Cache-bornes

3April2023/Version 2
N° 92.47.10.153.0

3/20

DCBM 400/600 Series
DC ENERGY METER

3

Specifications• Time source to set product’s time must be

provided by the customer. Product must be
time synchronized to operate.
• Product’s Ethernet interface mustn’t be
exposed to a public network; network must be
private and secured.
• To ensure proper operation, product’s logbook
completion must be checked periodically;
the maximum number of entries is 40 000;
product’s operation stops if logbook is full.
• The meter must be installed inside an
enclosure IP51 (indoor) or IP54 (outdoor)
according to EN 50470: 2007.
Accuracy notices according to PTB typeexamination certificate• The direct current meters may only be
used for billing purposes in business andofficial traffic in a charging device and only
for measuring the energy supplied to thevehicle.
• The connection line for voltage
measurement must be provided with the
supplied ferrite so that the measurement
reliability is guaranteed in the event ofinterference.
• For the device types DCBM_
N0D_4000_0000, DCBM_N0D_4010_0000,
DCBM_N0D_6000_0000 and
DCBM_N0D_6010_0000 for which thecompensation factor can be selected via
the Ethernet interface, the interface must be
sealed or a calibrated remote station must
be directly connected and secured by meansof seals. At the end of the transaction, thisremote station must compare the cable ID
specified in the data tuple signed by the DC
meter with the cable ID originally transferredto the DC meter. If this comparison is valid
then the data tuple can be used.The remotestation can also directly overwrite the cable
ID specified in the data tuple.

Compliance with:• EN 50470-1: 2006
• EN 50470-3: 2006
• IEC 62052-31: 2015
• UL 61010-2-030, Edition 2, Issue Date 12/21/2018• CSA C22.2 No. 61010-2-030, Edition 2,
Issue Date 12/2018.

4/20

Global product• Rated insulation voltage: 1000 V DC
• Overvoltage category: II• Pollution degree: II• Insulation type: Reinforced according toIEC 60664-1 (Reinforced insulation is provided by
the Sensor Unit. The DCBM Meter Unit operates in
SELV only)
Impulse withstand voltage insulation barrier: 8 kV
Impulse withstand voltage between VP / VN: 4 kV
Humidity max: 95 % HR
Altitude: 2000 m max.
All plastics are UL 94 recognized
Mechanical environment: M1

•
•
•
•
•
•
• Electromagnetic environment: E1
Meter Unit

• Storage temperature: −40 °C / +85 °C• Operating temperature: −25 °C / +70 °C• IP 20• Power supply: +12 ... +48 V DC
• Power consumption: 400 mA at 12 V DC
• Electromagnetic environment CISPR 32: 2015
Class B

Data link cable• Nominal voltage 0.6/1 kV AC or 0.9/1.5 kV DC• Operating temperature: −50 °C / 120 °C• Test insulation voltage: 3.5 kV
Sensor Unit

• Storage temperature: −40 °C / +85 °C• Operating temperature: −40 °C / +85 °C• Maximum temperature of current terminals:
•
•
•

•

+110 °C
IP 20 on the product front face with protection cover
mountedIP 10 terminals zone
Sensor DCBM-SU40XX:○ Nominal current: 400 A○ Nominal tension: 1000 V○ Insertion losses: 10 W
Sensor DCBM-SU60XX:○ Nominal current: 600 A○ Nominal tension: 1000 V○ Insertion losses: 10 W

3April2023/Version 2
N° 92.47.10.153.0

DCBM 400/600 Series

DC ENERGY METER

3

Spezifikationen• Die Zeitquelle zum Stellen der Systemzeit•••

muss vom Kunden geliefert werden. Fürden richtigen Betrieb muss die Systemzeit
synchronisiert sein.
Die Ethernet-Schnittstelle darf nicht inoffenen sondern nur in privaten, gesicherten
Netzwerken betrieben werden
Um den ordnungsgemäßen Betrieb zu
gewährleisten, müssen die Einträge ins
gesicherte Logbuch regelmäßig überprüft
werden. Die maximale Anzahl der Einträge
beträgt 40 000; Der Betrieb des Produkts
ist nicht mehr möglich, wenn diese Anzahlüberschritten wird.
Das Messgerät muss in einer IP51 box(innen) oder IP54 (außen) gemäß
EN 50470: 2007 installiert werden.

Messrichtigkeitshinweise gemäß
PTBBaumusterprüfbescheinigung• Die Gleichstromzähler dürfen für
Abrechnungszwecke im geschäftlichen
und amtlichen Verkehr nur in einer
Ladeeinrichtung und nur für die Messung
der an das KFZ abgegebenen Energien
verwendet werden• Die Anschlussleitung zur
Spannungsmessung muss mit dem
mitgelieferten Ferrit versehen sein, damit
die Messsicherheit bei Störeinflüssen
gewährleistet ist.
• Bei den Gerätetypen DCBM_
N0D_4000_0000, DCBM_N0D_4010_0000,
DCBM_N0D_6000_0000 und DCBM_
N0D_6010_0000, bei denen derKompensationsfaktor über die Ethernet
Schnittstelle ausgewählt werden kann, muss
entweder die Schnittstelle eichtechnischversiegelt werden oder es muss –eichtechnisch gesichert durch Plomben,
etc. - direkt eine geeichte nachweislich mit
diesem Messgerät verwendbare Gegenstelleangeschlossen sein. Nach Ende derTransaktion muss diese Gegenstelledie im vom Zähler signierten Datentupel
angegebene Kabel ID mit der ursprünglich
an den Gleichstromzähler übergebenen
Kabel ID abgleichen oder direktüberschreiben. Nur bei positiver Prüfung
darf der Datensatz verwendet werden.

Übereinstimmung mit• EN 50470-1: 2006
• EN 50470-3: 2006
• IEC 62052-31: 2015
• UL 61010-2-030, Edition 2, Issue Date 12/21/2018• CSA C22.2 No. 61010-2-030, Edition 2,

Gesamtprodukt• Nennisolationsspannung: 1000 V DC
• Überspannungskategorie: II• Verschmutzungsgrad: II• Isolierung: Verstärkte Isolierung gemäß IEC
•
•
•
•
•
•
•

60664-1 (die Isolierung wird in der Sensor Unit
hergestellt. Die Zählereinheit weist eine Isolierung
entsprechend SELV aus)
Impulsspannung Isolationsbarriere: 8 kV
Impulsspannung zwischen VP / VN: 4 kV
Feuchtigkeit max: 95 % RH
Höhe: 2000 m max.
Kunstoffe entsprechend UL 94
Mechanisch Umgebungsbedingung: M1
Elektromagnetisch Umgebungsbedingung: E1

Meter Unit

• Lagertemperatur: −40 °C / +85 °C• Betriebstemperatur: −25 °C / +70 °C• IP 20• Stromversorgung: +12 ... +48 V DC
• Leistungsaufnahme: 400 mA beim 12 V DC
• Elektromagnetische Umgebung CISPR 32: 2015
Klasse B.

Data link Kabel• Nennspannung 0.6/1 kV AC oder 0.9/1.5 kV DC• Betriebstemperatur: −50 °C / 120 °C• Isolationsspannung: 3.5 kV
Sensor Unit

• Lagertemperatur: −40 °C / +85 °C• Betriebstemperatur: −40 °C / +85 °C• Höchsttemperatur der Stromanschlüsse: +110 °C• IP 20 für das Produkt bei geschlossenem•••

Klemmendeckel
IP 10 Terminals Zone
Sensor DCBM-SU40XX:○ Nennstrom: 400 A○ Nennspannung: 1000 V○ Aufnahmeleistung: 10 W
Sensor DCBM-SU60XX:○ Nennstrom: 600 A○ Nennspannung: 1000 V○ Aufnahmeleistung: 10 W

Issue Date 12/2018.

3April2023/Version 2
N° 92.47.10.153.0

5/20

DCBM 400/600 Series
DC ENERGY METER

3

Spécifications• La source de temps pour la synchronisation

du produit doit être fournie par le client. La
synchronisation est nécessaire pour le bonfonctionnement.
• L’interface Ethernet du produit ne doit pas êtreexposée à un réseau publique. Le réseau doitêtre privé et sécurisé.
• Pour assurer le bon fonctionnement duproduit, le remplissage du registre “Logbook”
doit être vérifié périodiquement. Le maximum
d’entrées du registre “Logbook” est de 40 000.
Le produit arrête son fonctionnement si leregistre est plein.
• Le compteur doit être installé à l’intérieur d’unboîtier IP51 (intérieur) ou IP54 (extérieur)
selon EN 50470 : 2007.
Avis de mesure selon le certificat d’examen detype PTB• Le produit ne peut être utilisé à des fins defacturation sur le marché officiel que dans
un chargeur et uniquement pour mesurerl’énergie fournie au véhicule.
• Les câbles de raccordement pour la mesurede tension doivent être équipés avec la ferrite
fournie afin que la fiabilité de la mesure soit
garantie en cas d’interférence.
• Avec les types d’appareil DCBM_
N0D_4000_0000, DCBM_N0D_4010_0000,
DCBM_N0D_6000_0000 et DCBM_
N0D_6010_0000, pour lesquels le facteurde compensation peut être sélectionné
via l’interface Ethernet, l’interface doit êtrescellée ou une station distante étalonnée doitêtre directement connectée et sécurisée au
moyen de scellés. À la fin de la transaction, la
station distante doit comparer le cable ID de lastructure de données signée par le compteur
avec le cable ID transféré au produit en débutde transaction. Si la comparaison est valide
alors les données peuvent être utilisées. La
station distante peut également remplacer lecable ID spécifié dans la structure de données.

Produit global• Tension assignée d’isolement : 1000 V DC
• Catégorie de surtension : II
• Degré de pollution : II
• Type d’isolation : Renforcée en accord avec
•
•
•
•
•
•
•

Meter Unit

• Température de stockage : −40 °C / +85 °C• Température de fonctionnement : −25 °C / +70 °C• IP 20• Source de courant : +12 ... +48 V DC
• Consommation d’énergie : 400 mA à +12 V DC
• Environnement électromagnétique CISPR 32: 2015
Class B

Data link cable• Tension nominale 0.6/1 kV AC ou 0.9/1.5 kV DC• Température de fonctionnement : −50 °C / +120 °C• Tension de test d’isolation : 3.5 kV
Sensor Unit

• Température de stockage : −40 °C / +85 °C• Température de fonctionnement : −40 °C / +85 °C• Température maximale des terminaux : +110 °C• IP 20 sur la face avant du produit quand le••

Conforme aux normes• EN 50470-1 : 2006
• EN 50470-3 : 2006
• IEC 62052-31 : 2015
• UL 61010-2-030, Edition 2, Issue Date 12/21/2018• CSA C22.2 No. 61010-2-030, Edition 2,

IEC 60664-1 (L’isolation renforcée est assurée parla Sensor Unit. La Meter Unit fonctionne seulement
en TBTS)
Tension de tenue au choc barrière d’isolation : 8 kV
Tension de tenue au choc entre VP / VN : 4 kV
Humidité max : 95 % HR
Altitude : 2000 m max.
Tous les plastiques sont reconnus UL 94
Environnement mécanique : M1
Environnement électromagnétique : E1•

couvercle de protection est montéIP 10 zone des terminauxSensor DCBM-SU40XX :○ Courant nominal : 400 A○ Tension nominale : 1000 V○ Pertes d’insertion : 10 W
Sensor DCBM-SU60XX :○ Courant nominal : 600 A○ Tension nominale : 1000 V○ Pertes d’insertion : 10 W

Issue Date 12/2018.

6/20

3April2023/Version 2
N° 92.47.10.153.0

DCBM 400/600 Series

DC ENERGY METER

4

Dimensions / Maße / Dimensions

Meter Unit

A

B

Drilling / Lochdurchmesser / Perçage

G

I

C

H

J

E

G

F
D

A 63.7 mm

Aperture for electrical cabinet
Sichtfenstergröße im EinbauschrankOuverture pour les armoires électriques

B 126.2 mm (±0.2)
C 81 mm (±0.2)
D 117.5 mm
E 4.6 mm
F 3.9 mm

G Max M4 screws(torque max 1 N⋅m)
Max M4 Schrauben(Drehmoment 1 N⋅m)
Vis M4 max(couple max 1 N⋅m)
H 94.8 mm
I 45 mmJ 45 mm

KL

M

K 64 mm (±0.2)

L 123 mm (±0.2)

M 67.2 mm: DIN rail TH 35-7.5

74.7 mm: DIN rail TH 35-15

3April2023/Version 2
N° 92.47.10.153.0

7/20

DCBM 400/600 Series
DC ENERGY METER

4

Dimensions / Maße / Dimensions

Sensor Unit

Drilling / Lochdurchmesser / PerçageMMJ[1] [1]

I
A

B

H

G

C D

E

F

M
K

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

8/20

DCBM_SU40XX

DCBM_SU60XX

56.8 mm
23 mm
54.6 mm
50 mm
143 mm
68 mm
5.5 mm
132 mm (±0.2)
M833.5 mm (±0.2)
11.2 mm (±0.2)
48 mm (±0.2)
M474.2 mm
36 mm
67 mm
65 mm
143 mm
86.3 mm
5.5 mm
132 mm (±0.2)
M1251.6 mm (±0.2)
11.2 mm (±0.2)
66 mm (±0.2)
M4

M

M

L

[1] P
 ossible choice
Möglich Auswahl
Choix possible

3April2023/Version 2
N° 92.47.10.153.0

DCBM 400/600 Series

DC ENERGY METER

5

Installation / Installation / Installation

Meter Unit

Mounting / Einbau / Montage

1

2

Click!

Unmounting / Ausbau / Démontage

5
4 x2

2

3 x2

1

• The Meter Unit can be• Die Meter Unit kann auf einer• La Meter Unit peut être

•

•

•

positionned on a DIN Rail TH
35-7.5 or TH 35-15(IEC 60715: 2017).
Possibility to fix the Meter Unit
with 2 x M4 screws (max), max
torque 1 N⋅m.

DIN Schiene TH 35-7.5 oder
TH 35-15 (IEC 60715: 2017)
befestigt werden.
Die Verschraubung der Meter
Unit kann mit Schraube 2 x M4(max), Drehmoment max 1 N⋅merfolgen.

positionnnée sur un Rail DIN TH
35-7.5 ou TH 35-15(IEC 60715 : 2017).
La Meter Unit peut être fixée
avec 2 x vis M4 (max), couple
max 1 N⋅m.

Sensor Unit

≤ 4.5 mm

1

2

• The Sensor Unit can be• Die Sensor Unit kann auf einer• La Sensor Unit peut être

•

•

•

positionned on a DIN Rail TH
35-7.5 or TH 35-15(IEC 60715: 2017).
The Sensor Unit shall be fixedwith 4 x M4 screws with washer.
Screw head + washer ≤ 4.5 mm,
max torque 3.5 N⋅m.

3April2023/Version 2
N° 92.47.10.153.0

DIN Rail TH 35-7.5 or TH 35-15( IEC 60715: 2017) befestigt
werden.
Die Sensor Unit muss mit
4 x M4 Schrauben und
Unterlegscheibe befestigt
werden. Schraubenkopf +Unterlegscheibe ≤ 4.5 mm,
Drehmoment max 3.5 N⋅m.

positionnée sur un Rail DIN TH
35-7.5 ou TH 35-15(IEC 60715 : 2017).
La Sensor Unit doit être fixée
avec 4 x vis M4 avec rondelle.
Tête de vis + rondelle ≤ 4.5 mm,
couple max 3.5 N⋅m.

9/20

DCBM 400/600 Series
DC ENERGY METER

6

Connection / Anschluß / Raccordement

To connect and disconnect the wires, use a screwdriver 3 x 0.5 mm (DIN 5264)
Für Anschluß und zum Lösen der Schrauben ist ein Schraubendreher 3 x 0.5 mm (DIN 5264) zu verwenden.
Pour connecter et déconnecter les fils, utiliser un tournevis 3 x 0.5 mm (DIN 5264)

10 ... 11 mm
0.39 ... 0.43 in.
LMD

0.25 ... 1.5 mm²
23 ... 16 AWG

LM
D

8 mm
0.31 in.

0.13 ... 1.5 mm²
24 ... 16 AWG

0.6 N m max.

Push only !
Do not screw !
CABClick!

Click!

Click!

A Ethernet cable

Ethernet Kabel
Câble Ethernet

Port N° Definition
1
2
3
4
5
6
Eth
COM
VP
VN

Power supply +Power supply Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Ethernet port
Data link port
Voltage measurement +Voltage measurement -B Data link cable

C Bus bars or lugs

Sammelschienen oder Kabelendhülsen
Jeu de barres ou cosses

UL Wiring requirements• Sensor unit Primary voltage connection:•

Use cable rated 1000 V > 90 °C
Meter unit Power supply connection: Use cable > 90 °C.

Verdrahtungsanforderungen nach UL• Primärspannungsanschluss der Sensoreinheit: Verwenden Sie

Kabel mit einer Nennspannung von 1000 V, geeignet für einen
Temperaturbereich bis > 90 °C
Netzanschluss der Zählereinheit: Kabel mit einem Temperaturbereich
bis > 90 °C verwenden.

Prescription de câblage UL• Pour la connexion primaire du Sensor unit :•10/20

utiliser un câble 1000 V > 90 °C.
Pour la connexion de l’alimentation du Meter unit:
utiliser un câble à > 90 °C.
3April2023/Version 2
N° 92.47.10.153.0

DCBM 400/600 Series

DC ENERGY METER

6

Connection / Anschluß / Raccordement

Sensor Unit integration / Sensor Unit Anschluss / Intégration de la Sensor Unit
You can connect the product withbus bars and lugs F .
The product is compatible for one
lug per connection configuration
with all lugs from standard:• NF C 20-130: 2004
• DIN 46220: 1965
• DIN 46234: 1980
• DIN 46235: 1983
2 lugs can connect on eachterminal, not all the lugs arecompatible. Please checkthe dimensions.

A

Das Produkt kann auf Sammelschienen oder mit Kabel kontaktiert
werden F .
Das Produkt ist für denAnschluss eines Kabels geeignet
entsprechend:• NF C 20-130: 2004
• DIN 46220: 1965
• DIN 46234: 1980
• DIN 46235: 1983
An jedem Terminal können 2Kabelschuhe angeschlossen
werden. Da nicht alle
Kabelschuhe geeignet sind,überprüfen Sie bitte die
AbmessungenA

B
H

Vous pouvez connecter le produit
avec des jeux de barres ou descosses F .
Le produit est compatible pourune cosse par connexion avec lesnormes :• NF C 20-130 : 2004
• DIN 46220 : 1965
• DIN 46234 : 1980
• DIN 46235 : 1983
2 cosses peuvent êtreconnectées sur chaqueterminal, toutes ne sont pas
compatibles. Merci devérifier les dimensions.

H

E

C

G
F

D

A
B
C
D
E
F
G
H

DCBM_SU40XX

DCBM_SU60XX

15 mm
62 mm
19 mm
30 mm
9 mm max. [1]34.6 mm
13 mm
15.9 mm

15 mm
62.5 mm
27 mm
40 mm
13 mm max. [1]52.9 mm
18 mm
15.9 mm[1] Maximum thickness for busbar or lugs.
Maximale Maße für Sammelschienen undKabelanschlüsse.
Epaisseur maximum pour les jeux de barres ou lescosses.
Nominal tightening torque / Nenndrehmoment /Couple de serrage nominal :• DCBM_SU40XX: 10.4 N⋅m (±0.5)• DCBM_SU60XX: 36.4 N⋅m (±0.5)

Bus bar drilling table / Sammelschienen Bohrungstabelle / Table de perçage jeux de barres
Size of stud

Ø Drilling hole (mm)

M8
M12

8.5
12.5

3April2023/Version 2
N° 92.47.10.153.0

11/20

DCBM 400/600 Series
DC ENERGY METER

7

Integration in the charging station / Einbau in die Ladestation /Intégration dans la station de charge

Product integration / Produkt integration / Intégration du produit

Regardless of the Sensor Unit
configuration, the Meter Unit
connection is always the same.

Unabhängig von der Anschlussart
der Sensor Unit ist die Meter Unit
immer gleich anzuschließen.

Indépendamment de laconfiguration de la Sensor Unit, laconnexion de la Meter Unit reste lamême.

Current flow:
Direct: I1
I2
Reverse: I2
I1

Stromfluss:
Vorwärts: I1
I2
Rückwärts: I2
I1

Sens du courant :Direct : I1
I2
Indirect : I2
I1

A Meter Unit

D Current flow

G Measurement cable +B Ethernet Cable

E Charging station bus bars

H Measurement cable -Stromfluss
Sens du courant

Ethernet Kabel
Câble Ethernet

Kabelspannung +Câble de mesure +Ladestation Sammelschiene
Jeu de barres de la station dechargeF Sensor Unit

C Data link cable

Kabelspannung Câble de mesure -Direct current flow / Stromfluss Normal / Courant direct

High side / Niedrige Seite / Côté haut

Low side / Hohe Seite / Côté bas
A

A
E

E
D

D
B

C

B
G

C

H

F

F

H
DC-

12/20

G

DC+

DC-

DC+

3April2023/Version 2
N° 92.47.10.153.0

DCBM 400/600 Series

DC ENERGY METER

7

Integration in the charging station / Einbau in die Ladestation /Intégration dans la station de charge

Reverse current flow / Stromfluss Revers / Courant indirect

Low side / Hohe Seite / Côté bas

High side / Niedrige Seite / Côté haut

A

A
E

E

D
B

D

H

C

B

G

C

F

F

H
DC-

DC-

DC+

High Side / Hohe Seite / Côté haut

Low Side / Niedrige Seite / Côté bas
Reserved

Reserved

3

4 5 6

MU

Supply

Data

1

2

Eth

Com

V+
V-

SU
I1

SU

VP

I2

VN Com+MU-

3 4 5 6

MU

Supply

Data

1

2

Eth

Com

V+
V-

+
-

MU
I2

VP

I1

VN ComSU

SU

Direct current flow / Stromfluss Normal / Courant direct

Direct current flow / Stromfluss Normal / Courant direct

Reserved

Reserved

3 4 5 6

MU

Supply

Data

1

G

DC+

2

V+
V-

Eth

Com

SU
I2

SU

+
-

VP

I1

VN ComMU

Reverse current flow / Stromfluss Revers / Courant indirect

3April2023/Version 2
N° 92.47.10.153.0

3 4 5 6

MU

Supply

Data

1

V+
V-

2

Eth

Com

+
-

MU
I1

VP

I2

VN ComSU

SU

Reverse current flow / Stromfluss Revers / Courant indirect

13/20

DCBM 400/600 Series
DC ENERGY METER

7

Integration in the charging station / Einbau in die Ladestation /Intégration dans la station de charge

Example of a four-wiremeasurement integration
High side, direct current

Vier-Leiter-Messung hohes
Potential, DC

Exemple de l’intégration en
courant direct, côté haut en
mesure quatre câbles

All the configurations previously pre- Alle bisher gezeigten Konfigura-tio- Toutes les configurations présentéessented are applicable for a four-wire nen sind für die Vier-Leiter-Messung précédemment sont applicables en
measurement integration
anzuwenden
mesure quatre câbles

A
E
D
B

H

C

G

I1

I2

F

DC-

14/20

DC+

3April2023/Version 2
N° 92.47.10.153.0

DCBM 400/600 Series

DC ENERGY METER

8First start / Start / Premier démarrage• On start of the product, the• Bei Anschluss des Produkts• Au démarrage du produit, les

•

•

•

sequence of screens is asfollows.
The Test LED blinks according
to the energy constant, printed
on the front face.

an Spannung ergibt sich eine
Displaysequenz wie folgt.
Die Test-LED blinkt entsprechend
der Pulskonstante angegeben auf
dem Frontschild

1

2

3

4

5

6

7

8

écrans s’affichent suivant laséquence suivante.
La LED test clignote
conformément à la constanted’énergie, imprimée sur la faceavant.

93April2023/Version 2
N° 92.47.10.153.0

15/20

DCBM 400/600 Series
DC ENERGY METER

8First start / Start / Premier démarrage

To validate the proper state of the
product, following procedure canbe used:• Connect a computer to the Meter
Unit with an Ethernet cable.
• Set the network configuration
so the Meter Unit is reachable.
Meter Unit IP is 192.168.1.2• Access:
http://192.168.1.2/v1/status• You should have the followinginterface:

Um den ordnungsgemäßen Zustanddes Gerätes festzustellen ist wie
folgt zu verfahren:• Anschluss des Meter Unit
an einen Computer per
Ethernetkabel.
• Das Netzwerksegment ist so zu
konfigurieren, dass die Meter
Unit mit IP 192.168.1.2 erreicht
werden kann
• Zugang mit:
http://192.168.1.2/v1/status• Die Schnittstelle sollte folgendes
ausgeben:Pour valider la bonne installation duproduit, la procédure suivante peutêtre utilisée :• Connecter un ordinateur àla Meter Unit avec un câble
Ethernet.
• Configurer le réseau pourpouvoir atteindre la Meter Unit.
IP Meter Unit : 192.168.1.2• Accéder à :http://192.168.1.2/v1/status• Vous devriez avoir l’interface
suivante :Notes• Non contractual web page
• Make sure HTTP is used, and not HTTPS
Anmerkung• Nicht vertragliche Webseite• Verwende Sie HTTP und nicht HTTPS
Remarques• Page web non contractuelle• Soyez sûr d’utiliser HTTP et non HTTPSThe proper connection for voltage
measurement cables shall beverified during a real charging
session.

Der richtige Anschluss derSpannungskabel muss über einen
Ladevorgang geprüft werden.

La bonne connexion des câbles demesure de tension doit être vérifiée
pendant une séquence de chargeréelle.

For troubleshooting, refer to productoperation manual.

Zur Fehlerbehebung sehen Sie
zuerst in das Betriebshandbuch.

En cas de problème, se référer aumanuel d’utilisation du produit.

EN

16/20

3April2023/Version 2
N° 92.47.10.153.0

DCBM 400/600 Series

DC ENERGY METER

9

Product sealing / Verschluss des Produkts / Scellés du produit

Cable management:
1 To maintain the wires on the
Sensor Unit use a tie(2.5 x 1 mm)
2 To maintain the Data link cableon the Sensor Unit use a tie(2.5 x 1 mm)

Kabel Management:
1 Kabelbinder an den Spannungskabeln des Sensor Unit
(2.5 x 1 mm)
2 Kabelbinder an den Data link
cable Leitungen der Sensor Unit
(2.5 x 1 mm)

1Once the product is installed:
3 Mount the protection cover
4 Seal the Sensor Unit
5 Seal the Meter Unit
Note: The sealing wires are notprovided by LEM.
Max diameter of the sealing wireØ ≤ 2.2 mm.
3Organisation des câbles :1 Pour maintenir les fils sur laSensor Unit utiliser un collier(2.5 x 1 mm)
2 Pour maintenir le Data link
cable sur la Sensor Unit utiliser
un collier (2.5 x 1 mm)

2Nach Installation des Produkts:
3 Aufsetzen der Schuzkappe
4 Verschluss der Sensor Unit
5 Verschluss der Meter Unit
Anmerkung: Den Plombierdraht
wird nicht von LEM.
Durchmesser des Plombierdrahtes Ø ≤ 2.2 mm max.
4 DCBM_SU400XX

Une fois le produit installé :3 Monter le couvercle deprotection
4 Sceller la Sensor Unit
5 Sceller la Meter Unit
Remarque : Les scellés ne sont
pas fournis par LEM.
Diamètre max du fils de scelléØ ≤ 2.2 mm.
4 DCBM_SU600XX

Click!

5

3April2023/Version 2
N° 92.47.10.153.0

17/20

DCBM 400/600 Series
DC ENERGY METER

10

Test instructions / Testanweisungen / Instructions de test

Test instructions for tests relevant tocalibration law
1. Visual inspection of the test item forconformity with the approved type
2. Check operation without load (idle)
3. Start-up test (Ist)
4. The deviation between the output signalof the test output and the value of theenergy display (kWh) is to be determined(meter constant)
5. The accuracy of the displayed
uncompensated total energy must be
checked (for delivery and purchase)
6. The accuracy of the displayedtransaction energy (A+) must be checkedPrüfanweisungen für eichrechtlich
relevante Prüfungen
1. Sichtprüfung des Prüflings auf
Konformität mit dem zugelassenen Typ
2. Betrieb ohne Last prüfen (Leerlauf)
3. Anlaufprüfung (Ist)
4. Es ist die Abweichung zwischen dem
Ausgangssignal des Testausgangs unddem Wert der Energieanzeige (kWh) zu
ermitteln, (Zählerkonstante)
5. Es ist die Genauigkeit der angezeigten
unkompensierten Gesamtenergie zu prüfen(für Lieferung und Bezug)
6. Es ist die Genauigkeit der angezeigten
Transaktionsenergie (A+) zu prüfen

Instructions de test pour les tests relatifs
à la loi d’étalonnage
1. Contrôle visuel de l’élément d’essai pourvérifier sa conformité avec le type approuvé
2. Vérifier le fonctionnement sans charge(sans courant)
3. Test de démarrage (Ist)
4. L’écart entre le signal de la sortie de test
et la valeur de l’affichage d’énergie (kWh)doit être déterminé (constante du compteur)
5. La précision de l’énergie totale noncompensée affichée doit être vérifiée (pourl’import et l’export)
6. La précision de l’énergie de transaction
affichée (A +) doit être vérifiéea.) with a fixed factor for this compensation
valueb.) with dynamically adjustable factor for thelowest and highest compensation value
7. The accuracy of the displayedtransaction energy (A-) must be checked
8. The accuracy of the displayed measured
transaction duration must be checked
9. Verify that the output values ​​for totalenergy, transaction energy and transaction
duration on the Ethernet interface matchthe values ​​shown on the display
10. Determination of the maximum
permissible error (MPE) according to thespecified formula (1). Depending on theaccuracy class, the maximum values ​​for the
MPE specified in Table 8 of EN 50470-3 inthe column from −40 °C ... +70 °C must not
be exceededa.) bei fest vorgegebenem Faktor für diesen
Kompensationswertb.) bei dynamisch einstellbarem Faktor
für den niedrigsten und höchsten
Kompensationswert
7. Es ist die Genauigkeit der angezeigten
Transaktionsenergie (A-) zu prüfen
8. Es ist die Genauigkeit der angezeigten
gemessenen Transaktionsdauer zu prüfen
9. Es ist zu verifizieren, dass die Ausgabe
der signierten Werte für die Totalenergie,
Transaktionsenergie und Transaktionsdauer
an der Ethernet-Schnittstelle mit den
auf dem Display angezeigten Wertenübereinstimmen
10. Ermittlung der höchstzulässigen
Messabweichung (Maximum Permissible
Error (MPE)) nach der angegebenen
Formel (1). Dabei dürfen je nach
Genauigkeitsklasse die in der Tabelle 8 der
EN 50470-3 in der Spalte von −40 °C ...
+70 °C angegebenen Maximalwerte für den
MPE nicht überschritten werdena.) avec un facteur fixe pour cette valeur decompensationb.) avec un facteur réglable dynamiquement
pour la valeur de compensation la plus
basse et la plus élevée possible
7. La précision de l’énergie de transaction
affichée (A-) doit être vérifiée
8. La précision de la durée de transaction
mesurée affichée doit être vérifiée
9. Vérifiez que les valeurs communiquées
pour l’énergie totale, l’énergie de transaction
et la durée de transaction sur l’interface
Ethernet correspondent aux valeurs
affichées à l’écran
10. Détermination de l’erreur maximale
tolérée (Maximum Permissible Error (MPE))
selon la formule spécifiée (1). En fonction
de la classe de précision, les valeurs
maximales du MPE spécifiées dans letableau 8 de la norme EN 50470-3 dans lacolonne de −40 °C ... +70 °C ne doivent pasêtre dépassées

11

Recycling / Recycling / Recyclage

The device packaging materials
can be recycled. Please help
protect the environment byrecycling them in appropriate
containers.
Thank you for your contribution toenvironmental protection.

18/20

Das Material der
Geräteverpackung kann recycelt
werden. Bitte recyceln Sie dasMaterial in den vorgesehenen
Wertstoffcontainern und helfen Sieso, die Umwelt zu schützen.
Vielen Dank für Ihren Beitrag zum
Umweltschutz.

Les matériaux d’emballage
sont recyclables. Protégez
l’environnement en les recyclantdans les conteneurs appropriés.
Merci pour votre contribution à laprotection de l’environnement.

3April2023/Version 2
N° 92.47.10.153.0

For more information visit
www.lem.com

92.47.10.153.0_02

LEM International SA
Route du Nant-d’Avril, 152
1217 Meyrinwww.lem.com