製品情報

超音波洗浄機用洗浄剤
アルカリ性

器具に付着した血液・体液などの汚れを速やかに除去。
スケールが発生しないすすぎ性の良い洗浄剤です。
洗浄は医療器具の再生処理プロセスにおいて重要なステップですが、汚れが残存すると、その後の消毒や滅菌の効果を低減させてしまう恐れがあります。主要な汚れであるタンパク質はアルカリ条件 下で可溶化しやすいことから、機械洗浄には古くからアルカリ洗浄剤が第 一 選 択として使 用されています。しかし、超 音 波 洗 浄 機では、その構 造 上 、周 囲に洗浄液が飛散することがあります。この場合、洗浄剤によっては、その成分が乾燥固着して除去できなくなることがあります。このような固着物は、スケールと呼ばれ、外観上、好ましくありません。
パワークイック 超音波洗浄機用洗浄剤（アルカリ性）は優れた洗浄力を持つとともに、使用中、周囲に希釈液が飛散してしまった場合でも、湿らせた布などで容易に拭き取ることができ、スケールとして残存しません。

パワークイック 超音波洗浄機用洗浄剤（アルカリ硬質表面汚れ① アルカリ剤が医療器具に付着した汚れを溶解します。

ページ

1. 成分および性状など

医療器具の超音波洗浄に

1

2. 特 徴2

3. 使用方法2

4. 性 能34-1 洗浄力

34-2 硬質表面に付着した洗浄剤成分の除去性

64-3 防食性7

超音波洗浄機用洗浄剤

アルカリ性

1．成分および性状など
成

分：水酸化ナトリウム、カルボン酸塩

性状：外観･･･無色〜微黄色・透明液体
臭気･･･原料臭液性：アルカリ性用

途：医療器具の超音波洗浄性）の洗浄メカニズム② 汚れが洗浄液中に溶解します。

1

超音波洗浄機用洗浄剤
アルカリ性
洗浄機用洗浄剤 中性

2. 特 徴·洗浄力に優れています。
アルカリ剤の作用で、器具に付着した血液・体液などのタンパク質や脂質を速やかに除去します。キレート剤が、洗浄水を軟水化し、洗浄効率を高めます。

·無泡性です。
無泡性のため、超音波洗浄機での使用に最適で、すすぎ性にも優れています。

·スケールが残りません。
スケールが残らないので、洗浄槽を衛生的に保てます。

3. 使用方法
1 超音波洗浄槽に水で0.5%希釈液を調製します。
①※推奨使用濃度0.5％（10Lの水に対し50mL）※汚れの程度により0.2〜0.5％（10Lの水に対し20〜50mL）の間でご使用ください。

10Lの水
50mL

2 医療器具をセットします。
②※分解可能な器具は分解し、鉗子などは開いた状態にしてセットしてください。
内腔のあるものは洗浄液を注入または吸引して内腔に洗浄液が行き渡るようにしてください。

3 洗浄機の操作法に従い、10〜15分間超音波洗浄してください。
③
4 器具を取り出し、③流水で十分にすすいでください。
※洗浄液は最低1日1回交換してください。
※洗浄液の汚染が激しいときはその都度交換してください。

2

超音波洗浄機用洗浄剤
アルカリ性洗浄機用洗浄剤 中性

4. 性 能4-1

洗浄力
医療器具の機械洗浄には、広くアルカリ洗浄剤が用いられていますが、成分や汚染物の種類により洗浄力が異なります。そこで、 2 種類の汚染物を用いて、パワークイック 超音波洗浄機用洗剤（アルカリ性）および他社品の超音波洗浄による洗浄力を調べました。

4 - 1 - 1 ．T O S I を用いた洗浄力試験＜方法＞
洗 浄 評 価インジケーター TOSI（ Pereg 社 、ドイツ）を超 音 波 洗 浄 機（ US-4 、エスエヌディ）により、パワークイック超音 波 洗 浄 機 用 洗 剤（アルカリ性 ）および他 社 品 の 実 用 液を用 いて 20 ℃で 5 分 間 洗 浄しました。洗浄後の TOSI は、流水で軽くすすぎ、乾燥させた後、パワークイック残留タンパク検出液（サラヤ）で染色しました。
＜結果＞
結果を表 1 に示します。パワークイック 超音波洗浄機用洗浄剤（アルカリ性）は他社品と同等以上の優れた洗浄力を示しました。これは、アルカリ剤の汚れ分解・除去能と、キレート剤による軟水化のダブル効果によるものと考えられます。

表1パワークイック
超音波洗浄機用洗浄剤（アルカリ性）

他社品 A

TOSIを用いた洗浄力試験の結果

他社品Ｂ

他社品 C水道水

3

超音波洗浄機用洗浄剤
アルカリ性
洗浄機用洗浄剤 中性

4 - 1 - 2 ．レバー汚染液を用いた洗浄力試験＜方法＞
市 販されている牛 生レバーに半 重 量 の 蒸 留 水を加え、ホモジナイズしたものをレバー
汚 染 液としました 。ここで 使 用したレバ ー 汚 染 液 は 、タン パク質 、糖 質 お よ び 脂 質 から成る複 合 汚れであり、医 療 器 具 の 洗 浄 剤を評 価するのに非 常に適しています 1 ）。この 汚 染（ 50mm×30mm×0.8mm
液 100μL をステンレススチー ルテストピース（ SUS304 ）（ L×W×T ））に 20mm×20mm の 大きさに塗 布 後 、一 晩 乾 燥させました。これを超 音 波洗浄機により、パワークイック 超音波洗浄機用洗浄剤（アルカリ性）および他社品の実用液を 用 い て 2 0 ℃で 5 分 間 洗 浄しました 。洗 浄 後 の テストピー スは 流 水 で 軽くすすぎ 、乾 燥
後 、パワークイック残留タンパク検出液（サラヤ）で染色しました。テストピースは 1 枚ずつ
表 2 に従い採 点し、平 均 値（＝汚 染 残 存 度 ）を算 出しました。

表24

スコア表

01234全て除去10％程度残存20％程度残存30％程度残存40％程度残存5678950％程度残存60％程度残存70％程度残存80％程度残存90％以上残存超音波洗浄機用洗浄剤
アルカリ性
洗浄機用洗浄剤 中性＜結果＞
結 果を図 1 に示します。パワークイック 超 音 波 洗 浄 機 用 洗 浄 剤（ ア ルカリ性 ）は他 社 品と同等以上の優れた洗浄力を示しました。これは、パワークイック 超音波洗浄機用洗浄剤（アルカリ性）に配合しているアルカリ剤の汚れ分解・除去能と、キレート剤による軟水化のダブル効果によるものと考えられます。

悪い

96.5
6

汚れ残存度

3.2
33.3

2.5

1.8

良い

0

パワークイック超音波洗浄機用洗浄剤（アルカリ性）

図1

他社品A

他社品B

他社品C

水道水

レバー汚染液を用いた洗浄力試験の結果

5超音波洗浄機用洗浄剤
アルカリ性
洗浄機用洗浄剤 中性

4-2

硬質表面に付着した洗浄剤成分の除去性
超音波洗浄機は、その運用上、洗浄機の周囲に洗浄液が飛散することがあります。その場合、洗浄剤によっては、その成分が乾燥固着して除去できなくなることがあります。このような固着物は、スケールと呼ばれ、外観上、好ましくありません。そこで、洗 浄 機の周囲に洗 浄 液が飛 散した場 合を想 定して、パワークイック 超 音 波 洗 浄 機 用 洗 浄 剤（アルカリ性）および他 社 品 の 洗 浄 剤成分（スケー ル）の除去性について調べました。
＜方法＞
パワークイック 超音波洗浄機用洗浄剤（アルカリ性）および他社品の実用液 100μL を、（ 50mm×30mm×0.8mm（ L×W×T ））にステンレススチールテストピース（ SUS430 ）滴 下し、5 0 ℃で 1 時 間 乾 燥させました 。この 操 作を 3 回 繰り返した 後 、蒸 留 水 で 湿らせ た綿棒でテストピースに付着した洗浄剤成分を拭き取りました。
＜結果＞
結果を表 3 に示します。他社品では、綿棒で拭き取り後も固着した洗浄剤成分が残存しました。これに対し、パワークイック 超 音 波 洗 浄 機 用 洗 浄 剤（ ア ルカリ性 ）では、拭き取りにより、洗浄剤成分は容易に除去されました。このことから、パワークイック 超音波洗浄機用洗 浄 剤（アルカリ性 ）を使用中、周囲にその希釈液が飛散し、スケー ルとして残存した場合も、湿らせた布などで容易に拭き取ることができると言えます。
表3

硬質表面に付着した洗浄剤成分の除去性試験の結果

パワークイック超音波洗浄機用洗浄剤（アルカリ性）
拭き取り前

拭き取り後

他社品 A
拭き取り前

他社品 B
拭き取り前

6

拭き取り後

他社品 C
拭き取り後

拭き取り前

拭き取り後

超音波洗浄機用洗浄剤
アルカリ性
洗浄機用洗浄剤 中性4-3

防食性
医 療 器 具には様々な材 質 の 金 属が使 用されています。そこで、パワークイック 超音波洗浄機用洗浄剤（アルカリ性）および他社品の防食性を調べました。
＜方法＞
各種金属テストピース（ステンレススチール 3 種（ SUS304 、SUS430 、SUS420J2 ）、アルミニウム、銅、真鍮）（ 50mm×30mm×0.8mm（ L×W×T ））を、パワークイック 超音波洗浄機用洗浄剤（アルカリ性）および他社品の実用液に浸漬し、過 酷 条 件 下（ 50 ℃・7 日間）で放置しました。その後、水洗いし、乾燥した後、外観観察を行いました。
＜結果＞
結果を表 4 および表 5 に示します。パワークイック 超音波洗浄機用洗浄剤（アルカリ性）、他社品のいずれも、アルミニウム、銅および真鍮に変化がみられました。これに対し、現在、主に手術器具などに使用されているステンレススチールに対する腐食は全くみられません
でした。

表4

各種金属に対する防食性試験の結果

ステンレススチール（3種）

アルミニウム

銅

真鍮

パワークイック
超音波洗浄機用洗浄剤（アルカリ性）

変化なし

白色に変色

茶色に変色

黒色に変色

他社品A

変化なし

黒色に変色

黒色に変色

黒色に変色

他社品B

変化なし

黒色に変色

茶色に変色

茶色に変色

他社品C

変化なし

黒色に変色

茶色に変色

茶色に変色

水道水

変化なし

茶色に変色

茶色に変色

茶色の斑点の発生

7

超音波洗浄機用洗浄剤
アルカリ性
洗浄機用洗浄剤 中性

表5SUS304

パワークイック
超音波洗浄機用洗浄剤（アルカリ性）

他社品 A

他社品 B

他社品 C

水道水

未処理8

防食性試験後の各種金属テストピース

SUS430SUS420J2

アルミニウム銅真鍮

参考文献1）尾田友香 , 平田善彦 , 古田太郎：洗浄効果の評価と新しいテストソイルの検討 . 医器学 , 76 (11) : 793-797, 2006

超音波洗浄機用洗浄剤
アルカリ性品名パワークイック 超音波洗浄機用洗浄剤 アルカリ性

内容量 / 規 格

1梱入数

商品コード

ＪＡＮコード

4L

35033949-87696-50339-7■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2022年10月現在のものです。

サラヤ株式会社〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 2-2-8
https://www.saraya.com/
お問い合わせ先TEL.06 - 6797 - 2525

学術的なお問い合わせ先TT

学術部 TEL. 06-4706-3938（受付時間 ： 平日 9:00〜18:00）
64-2970K-01-M