説明資料

プルトニウム燃料第一開発室
グローブボックスNo.98の内装設備の撤去及び廃止
日本原子力研究開発機構
核燃料サイクル工学研究所
プルトニウム燃料技術開発センター
令和4年6月8日

1

目 次
1. 概要
2. 設備配置
3. 撤去及び廃止に伴う安全性への影響
4. 使用施設等の技術基準に関する規則への適合性評価2

1. 概要対象設備である「熱処理炉」 「ガスクロマトグラフ」 及び「比表面積測定装置」について、令和2年6月15日に使用変更許可申請書の記載から、関連する記載を削除する旨の申請（令02原機(サ保)027)を行い、同年10月15日に許可（原規規発第2010158号)を受けたものである。
当該設備の撤去作業（グローブボックス外への搬出作業）及び廃止処置（設備の一部を撤去し、機能を停止させる処置）を実施し、令和3年7月に完了した。当該設備はグローブボックスNo.98の内装設備として据え付けられていたものであり、これらの設備撤去により、当該グローブボックスの閉じ込め機能（気密及び負圧機能）への影響はない。
よって、本件は核燃料物質の使用等に関する規則第二条の六（使用前確認を要しない場合）第一項第五号に記載の保全上支障のない変更と考えるものである。
3

2. 設備配置
2.1 設備の設置されていた場所 Pu-1 1階

当該設備が設置されていた室を示す。

旧熱処理炉（グローブボックスNo.98Aに収納）
旧ガスクロマトグラフ（グローブボックスNo.98Bに収納）
旧比表面積測定装置（グローブボックスNo.98Cに収納）
グローブボックスNo.98はR-130 放射化学分析室に設置されている（注）斜線内は管理区域の範囲を示す。

4

2. 設備配置
2.2 グローブボックス概略図及び対象設備の配置図(単位：cm)GBNo.98A

GBNo.98B

GBNo.98C

GBNo.98D

至GBNo.98E

約50
約50
約40

約50

約30約40

種類：電気炉材質：ステンレス鋼
最高温度：200℃

サンプル成分を含まないキャリアガス（N2,He）とサンプル成分を含むキャリアガスの熱伝導度の違いを測定し、検出する。

約50

搬出入ポート

搬出入ポート（平面図）
熱処理炉(撤去済) ガスクロマトグラフ

比表面積測定装置(撤去済)
粉体粒子表面に吸着占有面積が既知の分子（N2,He）を液体窒素で冷却することで吸着させ、その量から試料の比表面積を求める。

約60

約305（正面図）

3. 撤去及び廃止に伴う安全性への影響〇熱処理炉
熱処理炉は搬出可能な大きさに解体し、グローブボックス内の閉じ込めの機能（気密及び負圧機能）を維持した状態でグローブボックスから搬出・撤去した（添付：バッグアウト作業参照）。本作業に伴う当該グローブボックスの閉じ込めの機能への影響はない。

〇比表面積測定装置（下図参照）
比表面積測定装置は搬出可能な大きさに解体し、グローブボックスの閉じ込めの機能（気密及び負圧機能）を維持した状態でグローブボックスから搬出・撤去した。
吸着ガス（不燃性ガス：N2,He） （当該工程室内に配置したボンベガスから供給）供給配管については、グローブボックス内外にある2か所の既設バルブを閉止し、下流側の配管を撤去した。当該グローブボックス設置当時の施設検査（密閉構造）は、グローブボックス外側にあるバルブを閉じた状態で実施されており、本工事により、グローブボックスの閉じ込め境界に変更はない。
またグローブボックス排気系統と接続されていた装置からの排出ガス配管（グローブボックス内部分）は取り除いたが、グローブボックス排気系統（負圧維持のための機能）の変更はない。
したがって、本作業に伴う当該グローブボックスの閉じ込め機能への影響はない。
至 施設
排気系統
吸着
ガス

HEPA
フィルタ

out

至 GBNo.98
排気系統

至 施設
排気系統

HEPA
フィルタ

至 GBNo.98
排気系統

inGBNo.98C

バルブ

比表面積測定装置

閉止

閉止

GBNo.98C
装置を全て撤去
6

3. 撤去及び廃止に伴う安全性への影響〇ガスクロマトグラフ（下図参照）
ガスクロマトグラフが収納されているグローブボックスでは、継続使用中の還元炉及び焼結炉を内装していることを踏まえ、供給ガス及び電源を物理的に切り離すことで当該設備を廃止した。
使用不可の状態にするための処置として、付属ポンプ及び装置に接続されているガス配管及び電源ケーブルを取り除いた。これらはグローブボックス内の閉じ込めの機能（気密及び負圧機能）を維持した状態でグローブボックスから搬出・撤去した。
キャリアガス（不燃性ガス：N2,He） （当該工程室内に配置したボンベガスから供給）供給配管については、グローブボックス外側の既設バルブを閉止した。当該グローブボックス設置当時の施設検査（密閉構造）は、グローブボックス外側にあるバルブを閉じた状態で実施されており、本工事により、グローブボックスの閉じ込め境界に変更はない。
またグローブボックス排気系統と接続されていた装置からの排出ガス配管（グローブボックス内部分）は取り除いたが、グローブボックス排気系統（負圧維持のための機能）の変更はない。
上記の作業により、当該設備の試験機能を物理的に停止させ、本件における処置を完了した。
したがって、本作業に伴う当該グローブボックスの閉じ込めの機能への影響はない。
至 施設
排気系統
キャリアガス

in

バルブ
逆止弁

HEPA
フィルタ

out

至 GBNo.98
排気系統

GBNo.98B
ガスクロマトグラフ

至 施設
排気系統

HEPA
フィルタ

閉止

GBNo.98B
ガスクロマトグラフ

付属ポンプ

配管を撤去至 GBNo.98
排気系統

付属ポンプの撤去

7

4. 使用施設等の技術基準に関する規則への適合性評価
条

見出し

適合性に対する評価

第１条

適用範囲－

第２条

定義－

第３条

特殊な設計による使用施設等－

第４条

核燃料物質の臨界防止－

第５条

使用施設等の地盤－

第６条

地震による損傷の防止－

第７条

津波による損傷の防止－

第８条

外部からの衝撃による損傷の防止－

第９条

立入りの防止－第10条

使用施設等への人の不法な侵入等の防止－

8

4. 使用施設等の技術基準に関する規則への適合性評価
条

見出し

適合性に対する評価

閉じ込めの機能

本工事等においては、撤去部材の搬出は既存のポートを使用し、グローブボックスの閉じ込めの機能の変更を伴う工事等は実施していない。また、ガスクロマトグラフ及び比表面積測定装置の配管は施設検査を受検した際の閉じ込め境界のバルブで閉止したことから、グローブボックスの閉じ込め境界に変更はない。よって閉じ込めの機能に係る変更・影響がないため、該当しない。

第12条

火災等による損傷の防止

本工事等においては、グローブボックス№98B内にガスクロマトグラフ本体が残存しているが、金属製のため影響はない。また、新たな設備の据え付けはなく、火災等による損傷の防止に係る変更がないため、該当しない。

第13条

溢水による損傷の防止

－

第14条

化学薬品の漏えいによる損傷の防止

－

第15条

安全避難通路等－

第16条

使用施設等の機能－

第17条

材料及び構造－

第18条

貯蔵施設

－

第19条

汚染を検査するための設備

－

第20条

放射線管理設備

－

第11条

9

4. 使用施設等の技術基準に関する規則への適合性評価

条
第21条

見出し

適合性に対する評価

安全回路

－

第22条

廃棄施設

本工事等においては、新たに廃棄施設は設けておらず、廃棄施設に係る事項について変更がないため、該当しない。
また、本工事等において発生した放射性固体廃棄物の発生量は200Lドラム缶2本相当であり、これはプルトニウム燃料技術開発センターの全施設における保管能力である37,560本（令和4年4月末時点での保管量：32,412本）に対してごく少量であるため、既存の施設は十分な貯蔵能力を有している。

第23条

核燃料物質等による汚染の防止

－

第24条

遮蔽－

第25条

非常用電源設備－第26条

警報装置等－

第27条

多量の放射性物質を放出する事故の拡大の防止

－

第28条

電磁的記録媒体による手続

－

10

（添付）

参考資料
〇バッグアウト作業による撤去方法

解体した設備は、下表に示した核燃料物質使用変更許可申請書（プルトニウム燃料第一開発室）で許可を受けている方法で、２か所の搬出入ポートを通じて、バッグアウト作業によりグローブボックスから搬出した。
2.使用の目的及び方法

樹脂製の袋を熱溶着することにより、グローブボックス内の気密構造を維持した状態で搬出物品と分離することが可能。
また、グローブボックス内の負圧維持にも影響を与えない。
バッグアウト手順
核燃料物質使用変更許可申請書（プルトニウム燃料第一開発室） より抜粋

11