データシート

Agilent NovoCyte Opteon
Spectral Flow Cytometer 仕様書
機器の仕様
一般仕様
光学系

レーザー
ビーム形成光学系
レーザービームの構成
レーザーの操作

熱安定性が保証されたオンボード熱電冷却機能を備えた固体レーザー

レーザーパワーの損失を最小限に抑える空間結合型。

レーザーラインの迷走ノイズと反射による損失を最小限に抑制。

空間分離型。レーザー遅延が固定されており、調整不要

サンプル取得時のみオン。レーザー寿命が大幅に延長。

光検出器

アバランシェフォトダイオード（APD）

光学フィルタ

各検出器に最適化された帯域幅を備えた高品質バンドパスフィルタ

光学調整手順固定。オペレーターによる調整は不要。

前方散乱（FSC）検出レーザー

オフ 488 nm

蛍光検出器

チャンネルごとの個別光検出器。高ゲインで光子検出効率の高い固体光検出器。

側方散乱（SSC）検出レーザー

FSC/SSC 感度

蛍光スレッシュホールド感度

蛍光分解能

SSC および蛍光の収集と検出

BSSC（488 nm 青）、VSSC（405 nm 紫）

FSC：0.4 µm、VSSC：0.08 µm、BSSC：0.2 µm– フルオレセイン イソチオシアネート（FITC）≤ 40 分子の同等の可溶性蛍光色素分子（MESF）（B543 チャネル）– フィコエリトリン（PE）≤ 10 MESF（Y582 チャネル）– アロフィコシアニン（APC）≤ 10 MESF（R661 チャネル）– パシフィックブルー ≤ 30 MESF（V455 チャンネル）CEN に関して CV 3 % 未満

集光効率を最大化するフリースペース光学フィルタを備えた高開口数の独自設計対物レンズ

流体素子

フローセル

サンプル取り込みレート
サンプル供給体積絶対計数精度

170 x 490 µm 長方形石英製フローセル
100,000 イベント/秒

ダイレクト置換式シリンジポンプにより、基準計数ビーズを使用せずに直接容積絶対計数が可能≤5%

サンプル流量5 ～ 120 µL/min（1 µL 刻み）

サンプル回収モード

利用可能

サンプル取り込み量
オートサンプラへの対応

液レベルセンシング
液体容器の容量キャリーオーバー

サンプル注入プローブ（SIP）の洗浄

流体システムモニタリング

流体システムメンテナンス

1 µL ～ 5 mL

流体チューブの分解や再接続は不要。

重量センサによるリアルタイムのアクティブセンシング。
液面レベルが範囲外の場合は自動警告。

シース（6 L）、廃液（6 L）、洗浄（500 mL）、自動液量感知による除染（500 mL）

オプションでシース（15 L）および廃液（15 L）用の大型容器< 0.1 %
各サンプリング後に内側と外側の SIP 表面を自動フライングカラー洗浄

インライン圧力センサでリアルタイムの圧力監視。詰まりにより圧力が範囲外になった場合に自動システム回復。

– 起動と停止時に流体システムを自動でクリーニング– ユーザーが任意で実行可能な自動クリーニング、気泡除去、すすぎ、詰まり除去、プライミング、汚染除去– ユーザーが設定可能なメンテナンスシーケンスの自動実行
信号処理

ソフトウェア

NovoExpress（Opteon）ソフトウェア

パラメータ– FSC からの幅

トリガーチャネル
ダイナミックレンジ

蛍光光検出器のゲイン制御– FSC、SSC、およびすべての蛍光チャネルの高さと面積– 時間

任意の単一チャネル、または任意の蛍光チャネルと FSC または SSC パラメータの組み合わせを使用したスレッシュホールド。

24 ビット、7.2 デカード対数スケール

個別または比例的に調整可能。個別チャンネルで最適化されたデフォルトのゲイン。
データ管理

デコンボリューションアルゴリズム

最小二乗回帰。サンプル取得中のライブアンミキシング。

自動蛍光の減算利用可能

補正

仮想フィルタの定義と補正の適用が可能。

– FCS 3.0
出力データファイル– FCS 3.1

データレポート

自動、カスタマイズ可能、バッチ処理可能

ワークステーション
モニタ

コンピュータ オペレーティングシステム

使用状況モニタ

ユーザー管理2– CSV– バッチ PDF レポート

Intel Core i9、64G RAM、256GB SSD、16T HDD 以上
27 インチ フラットパネル（分解能 2,560 x 1,440）以上
Microsoft Windows 11 Professional（64 bit）以降
包括的なトランザクションログとシステムログ

個々のユーザーアカウントおよびユーザーグループの管理者による作成。

ユーザー操作の時間追跡。

品質管理

機器の毎日の QC

QC 粒子による毎日の自動品質管理。Levey-Jennings プロット。

製造 QC

各機器はアセンブリの完全性と仕様に対する性能が検証されています
サンプリング

手動サンプルロード12 x 75 mm、1.5 および 2.0 mL チューブ

NovoSampler S による自動サンプルロード

12 x 75 mm チューブ用 40 チューブラック、マイクロチューブ用 40 チューブラック、24、48、96 ウェル（フラット、V 底、U 底）、および 384 ウェルマイクロプレート
使用条件– 幅 33.9 インチ、奥行 22.0 インチ、高さ 19.3 インチ（86 x 56 x 49 cm）

機器寸法– 幅 43.1 インチ、奥行 24.4 インチ、高さ 19.3 インチ（110 x 62 x 49 cm）、
NovoSampler S 装着時– 181 lb（82 kg）

機器重量（5 レーザー）– 214 lb（97 kg）、NovoSampler S 装着時

電源要件

交流 100 ～ 240 V、50 ～ 60 Hz、220 W– 温度：15 ～ 30 ℃、動作環境要件– 相対湿度：10 ～ 80 %

規制コンプライアンス– クラス 1 レーザー製品– 本製品は一般的な研究用途の使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく規制状況

登録を行っておりません。

– SGS、UKCA、CE、KC、RCM、EAC

レーザーの組み合わせレーザーとフィルタの組み合わせは以下のとおりです。詳細な構成についてはモデルを参照してください。
Lasers and Fluorescence Channels

SystemLasers
ChannelsFive Lasers

Four Lasers

Three Lasers

349 nm405 nm488 nm561 nm

637 nmNumber of(20 mW)(130 mW)(100 mW)(100 mW)(120 mW)

Detectors

191814

118

UVBYR

73

UVBR

62

VBYR

54

URYB

54

UVYB

65

VBR

43

VYB

46

RYB

353

NovoSampler S 仕様書
一般仕様
ワークステーション
オペレーティングシステム

ソフトウェア

Windows 11（64 bit）

Agilent NovoExpress（Opteon）ソフトウェア 2.0 以降
性能および機能適合ラボウェア
ラボウェアのキャリブレーション

SIP 衝突検出

キャリーオーバー
ミックスモード
バーコードの読み取り

流体システムの洗浄
サンプリングオーバーヘッドボリューム
デッドボリューム

取付方法

キャリブレーション

24 および 40 チューブラック、24、48、96 ウェル（平底、U 底、V 底）、および 384 ウェルマイクロプレート

さまざまなウェル深さに対応する自動キャリブレーション。キャリブレーションを行ったラボウェアのテンプレートは、後で使用するために保存できます。

SIP 衝突の自動検出と自動回復。正常に回復した後、次のサンプルを自動的に取得します。

サンプリング後に洗浄：< 0.1 %振とう撹拌：最大 3000 rpm
振とう直径：2 mm

ユーザー定義可能な混合周波数、速度、加速度、継続時間。

ソフトウェアで、一体型のバーコードリーダー。
検体名としてバーコードを自動的に入力します。

すべてのサンプルに対してサンプリング後の自動洗浄。
ユーザー定義可能な追加の洗浄サイクルと洗浄頻度。

絶対計数モードで 30 µL、絶対計数モードなしで 10 µL– 96 ウェルプレート（平底）：27 µL– 96 ウェルプレート（V 底および U 底）：1 µL– 384 ウェルプレート：3 µL
取り付け

簡単な取り付け、ユーザーによる取り付けが可能

取り付け後の自動セルフキャリブレーション。流体チューブや接続の再構成は不要。
使用条件

寸法

幅 19.3 インチ、奥行 12.0 インチ、高さ 12.0 インチ（49 x 30 x 30 cm）

動作温度

15 ～ 30 ℃

重量

動作湿度
電源要件

33 lb（15 kg）

相対湿度：10 ～ 80 %NovoCyte Opteon フローサイトメーターから直接 12 V
規制コンプライアンス

規制

www.agilent.com/lifesciences/novocyte
ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。
DE50568371

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2024Printed in Japan, May 29, 2024
5994-7337JAJP

CE、実験用途に限定