ActiveCare+S.F.T.®
DVT 予防用間欠的空気圧迫装置

Synchronized Flow Technology

DVT予防の新たな選択肢

High Compliance 高い装着率
小型・軽量なポータブルタイプ
バッテリーで最大 約 6 時間の連続稼働装着率を本体に記録し、ディスプレイで随時確認可能
装着率が 80% を下回ると、アラートで使用者にお知らせ

3 種類のスリーブを必要に合せて選択可能

ActiveCare シリーズを装着した場合、装着時間が 1 日平均 19.92/24 時間、深部静脈血栓の発生は 1.3% であった
DVT発生率1

旨の研究結果が報告されています 1。

3.6%

01883%

1.3%

6

ActiveCare(n=223)

他社製品

12
ActiveCare シリーズ装着時間 (1 日あたり )1

ActiveCare シリーズ装着時の DVT 発生率 1

IPCD の装着率が DVT 発生率と相関し、装着率が高い IPCD の場合に DVT 発生率が低くなることから、ACCP ガイドライン

The ActiveCare + S.F.T. System

第9版（2012 年改訂）
ではコンプライアンスの目標時間を 18 時間 / 日と明記しています。また、装着率をあげるためにはバッ（間欠的空気圧迫装置）が推奨されています 2。
テリー稼働・コンプライアンスの表示と記録が可能なポータブルタイプの IPCD

ActiveCare+S.F.T. はポータブルタイプの IPCD であり、ACCP ガイドラインに適合し、使用者が術前〜退院まで、より安心してお使いいただけるよう設計されています。

Reduce DVT Risk, Synchronized Flow
Technology That Makes the Difference

Beyond Preventing DVT and Related PE
Additional indications include:• Diminishing post-operative pain and swelling+S.F.T. Synchronized Flow Technology • Reducing wound healing time
• Treatment of venous stasis• Enhancing blood circulation
下肢静脈血の還流速度は呼吸に合わせて増減し、特に麻酔導入時の腹式呼吸においては、吸気時に比べて呼気時に血• Treatment of chronic venous insufficiency
S.F.T. is a proprietary technology that determines the流速度が上昇すると報告されています 3。
• Reducing edema
venous phasic flow of each patient and synchronizes
compression to the patient’s
individual flow pattern.
ActiveCare+S.F.T.
は使用者の呼吸を検知し、呼気時にポンプを稼働させることで、使用者への負荷圧力を抑えるこThe ActiveCare +S.F.T. System is a portable, ambulatory,
sequential intermittent pneumatic compression device(IPCD) indicated to prevent deep vein thrombosis (DVT).
The system includes a rechargeable battery allowing
patient mobility and ease of use.ともでき、還流速度の上昇に寄与します 4。

Clinical Trials Outcomes
抗凝固薬に並ぶ予防法

Venous+phasicof the
ActiveCareS.F.T. flow
未装着時下肢operated limb without
静脈血流速度のイメージ図
ActiveCare + SFTReaching
High Peak
VenousVelocity

Monitoring
Process
ActiveCare+ SFTを装着し呼吸
is tailoring
ActiveCare+ S.F.T.
the compression to theと連動してポンプが稼動
specific patient physiology

Venous phasic
flowを装着後の下
is in sync with
ActiveCare+ S.F.T.
the respiratory related, unique
肢静脈血流速度のイメージ図
patient natural venous phasic flow

Clinical Trials Outcomes
抗凝固薬に並ぶ予防法

予防効果と安全性
これまで、深部静脈血栓塞栓症の予防には、抗凝固薬を使用した薬学的予防方法と弾性ストッキングやリハビリテーションを行う理学的予防方法がありました。
モバイルタイプの IPCD は、抗凝固薬の「使用が不可能」あるいは「使用が困難な場合」の選択肢として ACCP ガイド
ラインで認められています 2。

ActiveCare ＋ S.F.T. はモバイルタイプの IPCD 装置として、予防効果および安全性についての臨床試験が行われ、その有効性も示唆されています 5 。
深部静脈血栓塞栓症の予防方法の選択には、一般的な考え方として出血リスクと血栓の発生リスクを評価し適切な手法を選択することが必要です ( 表 A 参照 )6。
血栓リスク

‒‒

＋＋出血リスク‒＋‒＋

弾性ストッキング
理学的予防法

予防法

抗凝固薬

モバイルタイプ

IPCD

表 A 一般的な静脈血栓塞栓症予防の選択肢の考え方
References
1. Mark I. Froimson, MD, MBA, Trevor G. Murray, MD, and Alice F. Fazekas, PA-C. Venous Thromboembolic Disease Reduction With a Portable PneumaticCompression Device. The Journal of Arthroplasty Vol.24 No.2 2009
2. 9th ACCP Evidence Based Clinical Practice Guidelines 2012
3. Miller JD. J Physiol 2005; 563.3: 925-943
4. Tel-Aviv Sourasky Medical Center での前向き試験
5. Colwell, C.W. Jr, Froimson M.I., Mont M.A., Ritter M.A., Trousdale R.T., Buehler K.C., Spizer A., Donaldson T.K., Padgett D.E. Thrombosis prevention after total hiparthroplasty: a prospective, randomized trial comparing a mobile compression device with LMWH. J Bone Joint Surg Am 2010;92(3):527-535
6. 2018 年 静脈学会 スイーツセミナー 北里大学 大学院医療系研究科 整形外科学

高平 尚伸 教授

Ordering Information
カタログ No.

品名入数

A502B-0001-01
A201C-0200-10
A201C-1200-10
A201C-2200-10
A201T-0480-10
A201T-1480-10
A201T-2480-10
A201F-1280-10
A501A-1201-10
A501A-2001-10
503-A-0002-20
A301-A-0002-00
A504A-1550-10

ActiveCare DVT+S.F.T.
下腿用スリーブ S サイズ
下腿用スリーブ M サイズ
下腿用スリーブ L サイズ
大腿用スリーブ S サイズ
大腿用スリーブ M サイズ
大腿用スリーブ L サイズ

1台5双
5双5双5双5双5双5双2本
2本
1個
1個
10 個

足底用スリーブ
エクステンションチューブ 1.2m
エクステンションチューブ 2.0m
専用バッテリーAC アダプター
キャリングストラップ※ ActiveCare DVT+S.F.T. は、初回セットにエクステンションチューブ 1.2m、AC アダプター、バッテリーを含んでおります。
販売名：ウィズエアー DVT
医療機器製造販売認証番号：222AKBZX00016Z00〜36.8cm

55.9cm 〜 81.3cm

60

65

70

75

8085

Technical Specifications
適応

DVT（深部静脈血栓症）の予防
術後痛、及び腫脹の軽減、創傷治癒時間の短縮、他

サイズ

135 × 135 × 60mm

重量730ｇ（バッテリー含む）

バッテリー

7.2V（充電式NiMH）
連続稼働：約6時間
初回充電時間：約7時間

圧力圧迫時間圧迫サイクル

足底：130mmHg（±10%）
下腿/大腿：50mmHg（±10%）（装着方法により異なる）
足底：最長6秒まで下腿：最長10秒まで
大腿：最長15秒まで（装着方法により異なる）
足底：2回/分下腿/大腿：1回/分● カスタマーサービス（商品のご注文）

Tel. 0463-30-4801
Fax. 0463-30-4821

ジンマー バイオメット● 修理のお問合せ
Tel. 0463-30-4805
本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階● 製品のお問合せ
Tel. 03-6402-6604（代表）Fax. 03-6402-6620
Tel. 03-6402-6600
営業拠点：札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、
福岡
https://www.zimmerbiomet.com/ja© 2018 Zimmer Biomet G.K.
ZJ-677-2（E）8/2019 ActiveCare+S.F.T.カタログ