エネルギーおよび化学産業用
アナライザソリューションガイド

正確で信頼性の高いデータにより品質と生産性の向上を実現
エネルギーおよび化学製品業界は、石油、天然ガス、バイオ燃料の需要を満たすという形でグロー

バル経済の発展に大きく貢献しています。そのビジネスの成功は、安全性と信頼性、そして効率を兼ね備えたプロセスを確立し、製品を滞りなく消費者に供給できるかどうかにかかっています。アジレントは信頼性の高い分析ソリューションを数十年にわたって提供し、研究者、プロセス管理者、ライン分析者の課題の解決を支援してきました。原油や天然ガスの特性解析から、精製化学薬品のアジレントはチャネルパートナーとともに、
エネルギー生産モニタリング、代替燃料の品質測定まで、および化学製品業界に向けて幅広いアナライザを提供しています。

2

アジレントのエネルギーおよび化学製品業界向けアナライザは、業界規格に基づき、厳しい品質管理プロセスに従って製造されて
います
設置前：

– 出荷前の構成と化学的なチェックアウトにより、分析性能を「事前にテスト」– 訓練を受けたアジレントまたはチャネルパートナーのエンジニアがお客様サイトにて据付と性能評価を実施

設置後：– アジレントのアプリケーション開発および設計チームがお客様の分析上の課題解決に向けて継続的にサポート

アジレントのエネルギーおよび化学製品業界向けアナライザには、アジレントの卓越したハードウェアと高い技術力が活かされています

石油化学ストリーム中の微量汚染物質を定量するシステムで化学的に不活性な機器や特殊カラムを使用するなどの単純なシステム構成変更

から、サンプル中の多様な化合物を特性解析できる複雑なマルチバルブ

アナライザまで、幅広いソリューションを取り揃えています。

このガイドでは、アジレントのエネルギーおよび化学製品業界向けアナライザをすべてご紹介します。これには、次のものが含まれます。

– ASTM、UOP、EN、GPA などの業界標準に合わせて出荷前にテスト、調整した GC 分析ソリューション*– お客様のアプリケーションに基づき、あらかじめ決められた仕様に概要

目的別アナライザ ................................................4
準拠メソッド別アナライザ ...................................6

従って構成およびテストされたカスタムアナライザシステム

リファイナリガス用ソリューション .......................8

特別な機器とツール

燃料用ソリューション........................................ 20– アジレントチャネルパートナーによって設計、提供、サポートされた
アジレントは、お客様が標準構成とカスタム構成のどちらのアナライザ

天然ガス用ソリューション ................................ 14

プロセスガス用ソリューション.......................... 30

をご利用の場合でも、設定時間を短縮し、優れた成果を生み出すため

トランスオイルガス用ソリューション ................ 33*本書に記載されている定量下限は、各システム構成での一般的な数値です。これらの値は、メソッドで要

チャネルパートナーのソリューション ............... 38

により多くの時間を費やせるようサポートします。
求される検出下限の絶対値とは異なる場合があります。

温室効果ガス用ソリューション......................... 35

3

目的別アナライザ
リファイナリガス
アナライザモデル

8890 GC オプション #600
8890 GC オプション #601
8890 GC オプション #603
8890 GC オプション #604

8890 GC オプション #605

説明

対応している公開メソッド

3 チャネル高速リファイナリガスアナライザ

ASTM D1945、ASTM D1946、ASTM D7833、UOP 539

ラージバルブオーブン付き高容量リファイナリガスアナライザ

ASTM D1945、ASTM D1946、UOP 539（含 H2S および O2）

ラージバルブオーブンおよびマイクロパックドカラム付き拡張リファイナリガスアナライザ

UOP 539

説明

対応している公開メソッド

含 H2S 高速リファイナリガスアナライザ

ラージバルブオーブン付き高速リファイナリガスアナライザ

ASTM D1945、ASTM D1946、UOP 539

ASTM D7833、UOP 539

天然ガス
アナライザモデル

8890 GC オプション #610

8890 GC オプション #611
8890 GC オプション #612
8890 GC オプション #613
8890 GC オプション #615

拡張天然ガスアナライザ

GPA 2286

デュアルチャネル天然ガスアナライザ

ASTM D1945、GPA 2261（第 2 チャネルで H2/He）

シングルチャネル天然ガスアナライザ

ASTM D1945、GPA 2261（H2/He を除く）

含硫天然ガスアナライザ

ASTM D1945、GPA 2261

含硫天然ガスアナライザ

GPA 2286

燃料
アナライザモデル

説明8890 GC オプション #621

ガソリン中の D4815 含酸素化合物アナライザ

8890 GC オプション #620

8890 GC オプション #622
8890 GC オプション #623
8890 GC オプション #624
8890 GC オプション #625
8890 GC オプション #630
8890 GC オプション #631
8890 GC オプション #632

4

ガソリン中の含酸素化合物および芳香族化合物分析用アナライザ

ガソリン中の EN 13132 含酸素化合物アナライザ

炭化水素中の微量含酸素化合物アナライザ

バイオディーゼルアナライザ

HSS-GC によるメタノール含有量分析用バイオディーゼルアナライザ

対応している公開メソッド

ASTM D4815、D5580
ASTM D4815
EN 13132、EN 12177
ASTM D7423
ASTM D6584
EN 14110

SCD による天然ガスまたは燃料ガス中の硫黄分析用アナライザ

ASTM D5504

LPG 組成アナライザ

ASTM D2163、D2593、D2712、D5524

SCD による軽油中の硫黄分析用アナライザ

ASTM D5623、UOP 791

目的別アナライザ

プロセスガス
アナライザモデル

8890 GC オプション #640
8890 GC オプション #641

説明

対応している公開メソッド

プロセスガス中の低濃度 CO および CO2 用ベントバルブ付きアナライザ－

説明対応している公開メソッド

プロセスガス中の低濃度 CO および CO2 アナライザ－

トランスオイルガス
アナライザモデル

8890 GC オプション #650

拡張トランスオイルガス（TOGA）アナライザ

ASTM D3612 C

説明

対応している公開メソッド

温室効果ガスガス
温室効果
アナライザモデル

8890 GC オプション #660
8890 GC オプション #661

温室効果ガスアナライザ、0.4 ppm ～ 0.2 % の二酸化炭素、0.2 ppm ～ 20 % のメタン、

30 PPB の亜酸化窒素

0.4 ppm ～ 20 % の CO2 を検出できる温室効果ガスアナライザ－－

5準拠メソッド別アナライザ
メソッド

アナライザモデルASTM D1945
3 チャネル高速リファイナリガスアナライザ

8890 GC オプション #600

ラージバルブオーブン付き高容量リファイナリガスアナライザ

8890 GC オプション #603

デュアルチャネル天然ガスアナライザ

8890 GC オプション #612

含 H2S 高速リファイナリガスアナライザ

シングルチャネル天然ガスアナライザ

8890 GC オプション #601

8890 GC オプション #611

ASTM D1946
3 チャネル高速リファイナリガスアナライザ

8890 GC オプション #600

ラージバルブオーブン付き高容量リファイナリガスアナライザ

8890 GC オプション #603

含 H2S 高速リファイナリガスアナライザ

8890 GC オプション #601

ASTM D2163
LPG 組成アナライザ

8890 GC オプション #632

ASTM D2593
LPG 組成アナライザ

8890 GC オプション #632

ASTM D2712
LPG 組成アナライザ

8890 GC オプション #632

ASTM D3612 C
拡張トランスオイルガス（TOGA）アナライザ

8890 GC オプション #650

ASTM D4815
ガソリン中の含酸素化合物および芳香族化合物分析用アナライザ
ガソリン中の D4815 含酸素化合物アナライザ

8890 GC オプション #620
8890 GC オプション #621

ASTM D5504
SCD による天然ガスまたは燃料ガス中の硫黄分析用アナライザ

8890 GC オプション #630

ASTM D5524
LPG 組成アナライザ

8890 GC オプション #632

ASTM D5580
ガソリン中の含酸素化合物および芳香族化合物分析用アナライザ

68890 GC オプション #620

準拠メソッド別アナライザ

メソッド

アナライザモデルASTM D5623
SCD による軽油中の硫黄分析用アナライザ

8890 GC オプション #631

ASTM D6584
バイオディーゼルアナライザ

8890 GC オプション #624

ASTM D7423
炭化水素中の微量含酸素化合物アナライザ

8890 GC オプション #623

EN 12177
ガソリン中の EN 12177 含酸素化合物アナライザ

8890 GC オプション #622

EN 13132
ガソリン中の EN 13132 含酸素化合物アナライザ

8890 GC オプション #622

EN 14110
HSS-GC によるメタノール含有量分析用バイオディーゼルアナライザ

8890 GC オプション #625

GPA 2261
シングルチャネル天然ガスアナライザ

8890 GC オプション #611

含硫天然ガスアナライザ

8890 GC オプション #613

デュアルチャネル天然ガスアナライザ

8890 GC オプション #612

GPA 2286
拡張天然ガスアナライザ

GPA 2286 含硫天然ガスアナライザ

8890 GC オプション #610
8890 GC オプション #615

UOP 539
3 チャネル高速リファイナリガスアナライザ

8890 GC オプション #600

ラージバルブオーブン付き高容量リファイナリガスアナライザ

8890 GC オプション #603

ラージバルブオーブンおよびマイクロパックドカラム付き拡張リファイナリガスアナライザ（H2S および O2）8890 GC オプション #605

含 H2S 高速リファイナリガスアナライザ

ラージバルブオーブン付き高速リファイナリガスアナライザ

8890 GC オプション #601

8890 GC オプション #604

UOP 791
SCD による軽油中の硫黄分析用アナライザ

8890 GC オプション #631

7

リファイナリガス用ソリューション

アプリケーションワークフローに最新の GC 技術を適用
製油所では、蒸留と化学反応を用いて原油を燃料、潤滑油、ダウンストリーム処理用の原料に変換します。近年では、供給関連の性能要件と排気および燃料組成の環境規制によって、新しい工場の設計や既存の製油所の改良が急速に進んでいます。

クラッキングとその後の蒸留から発生するリファイナリガスの組成は、その発生源によって異なります。一般的に、リファイ
ナリガスには飽和および不飽和炭化水素（C1 ～ C5）、H2、O2、N2、CO、および CO2 が含まれます。C6 以上の炭化水素

や H2S などの硫黄汚染物質が含まれる場合もあります。リファイナリガスは、それぞれの原料や組成が非常に多様であるため、確実かつ正確に分析することが困難です。分析を成功させるには、精製および石油化学ストリームで生じる幅広いサンプルを含む複雑な混合物を、リファイナリガスアナライザですばやく分析する必要があります。

Agilent リファイナリガスアナライザは、最新技術により高い再現性、速度、分解能、リテンションを実現できる優れたワー

クフローソリューションです。また設定、メソッド開発、バリデーションも容易です。各アナライザは、アプリケーションに合

わせて完全に事前構成され、テストを受けてから納品されます。アプリケーションとしては、永久ガスの高速、拡張リファ

イナリガス分析（RGA）、炭化水素含有量の測定（C1 ～ C5、およびバックフラッシュとしての C6+）、天然ガス中の炭化水

素の拡張分析（C14 まで）などがあります。

アナライザモデル

説明

3 チャネル高速リファイナリガスアナライザ

8890 GC オプション #601
8890 GC オプション #603

8890 GC オプション #600

8890 GC オプション #604
8890 GC オプション #605

8

H2 用フルレンジ

空気の分離

あり

機能

あり

（O2 および N2）

含 H2S 高速リファイナリガスアナライザ

あり

あり

あり

ラージバルブオーブン付き高容量リファイナリガスアナライザ

なし

あり

あり

なし

あり

あり

あり

あり

あり

ラージバルブオーブン付き高速リファイナリガスアナライザ

ラージバルブオーブンおよびマイクロパックドカラム付き拡張リファイナリガスアナライザ（H2S および O2）

拡張炭化水素分析ありリファイナリガス用ソリューション

3 チャネル高速リファイナリガスアナライザ
8890 GC オプション #600

25 µV

C6+、H2、He、O2、N2、CO2、CO

250
200
150
100
50
0

一般的な定量範囲：

Oxygen– C1 ～ C5、およびバックフラッシュとして1

対応しているメソッド：– ASTM D1945、ASTM D1946、
ASTM D7833、UOP 539

2

3

4

5

min

2

3

4

5

min

3rd TCD channel
25 µV
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Hydrogen– 上記すべての化合物で 0.01 mol %min5

Carbon Monoxide

2nd TCD channel

i-Pentanen-Pentane
1,3-Butadiene
Methyl Acetylene
t-2-Pentene
2-Methyl-2-Butene
1-Pentene
c-2-Pentene

t-2-Butene
1-Butene
i-Butylene
c-2-Butene

i-Butanen-Butane
Propadiene
Acetylene

4

Methane

分析対象化合物：

3

Carbon Dioxide

リサイクルガスなどのリファイナリガス

2Ethane1– 大気圧留分、FCC 留分、燃料ガス、

Nitrogen

サンプルの種類：

Propylene

パックド）、2 TCD/FID

250
200
150
100
50
0

C6+

– 5 バルブ/7 カラム（キャピラリおよびPropane

FID channelpA

Ethylene

構成：

MethaneEthaneアナライザの説明

1

主な利点と特長– 3 つの並列チャネルによる同時検出機能により、すべてのリファイナリガスを
6 分以内に分析– カラムの最適化により、同一のオーブン温度プログラムで炭化水素および永久ガスの高速分析が可能– N2 またはアルゴンキャリアガスを用いた 3 台目の TCD による H2 用フル
レンジ機能

9

リファイナリガス用ソリューション

含 H2S 高速リファイナリガスアナライザ
8890 GC オプション #601

– C1 ～ C5、およびバックフラッシュとして

C6+、H2、He、O2、N2、CO2、CO、H2S、

COS

COS
6

min

4

6

8

10

12

min

4

6

8

10

12

min

3nd TCD channel
5000

1000
0

– （H2S と COS を除く）上記すべての2化合物で 0.01 mol %– H2S で 500 ppm– COS で 300 ppm

対応しているメソッド：– ASTM D1945、ASTM D1946、UOP
539

主な利点と特長– 3 つの並列チャネルによる同時検出機能により、すべてのリファイナリガスを
10 分以内に分析– カラムの最適化により、同一のオーブン温度プログラムで炭化水素および永久ガスの高速分析が可能– N2 またはアルゴンキャリアガスを用いた 3 台目の TCD による H2 用フルレンジ機能– ニッケルチューブとハステロイバルブにより、高濃度の H2S と COS の分析が可能– O2 の検出が可能（ただし定量は不可）

10i-Pentanen-Pentane
1, 3-Butadiene
Methyl Acetylene
t-2-Pentene
2-Methyl-2-Butene
1-Pentene
c-2-Pentene

t-2-Butene
1-Butene
i-Butylene
c-2-Butene

5

25 µV

3000

一般的な定量範囲：

4

Hydrogen

分析対象化合物：

2

3

Carbon Monoxide

3000
1000
0

Ethane5000

Ethylene+Acetylene

リファイナリガス

Methane

留分、燃料ガス、リサイクルガスなどの

2nd TCD channel
25 µV

Carbon Dioxide

サンプルの種類：2

Nitrogen

50

Oxygen100

1– 大気圧留分、脱硫装置オフガス、FCC

PropaneEthane150

i-Butanen-Butane
Propadiene
Acetylene

チューブ、ハステロイバルブ

Propylene

パックド）、2 TCD/FID/ニッケル

200

H2S

– 5 バルブ/7 カラム（キャピラリおよび

FID TCD channel

Ethylene

pA
250

C6+

構成：

Methaneアナライザの説明

リファイナリガス用ソリューション

ラージバルブオーブン付き高容量リファイナリガスアナライザ
8890 GC オプション #603

42

– 大気圧留分、脱硫装置オフガス、
FCC 留分、燃料ガス、リサイクル
ガスなどのリファイナリガス

25 µV
2000
1500

CO2

1000
500

分析対象化合物：

6c-2-pentene
8

10

0

して C6+、H2、He、O2、N2、CO2、CO、H2S、COS

25 µV
600
400
200

一般的な定量範囲：

14

16

18

min

2

4

6

8

10

12

14

16

18

min

2

4

6

8

10

12

14

16

18

min

hydrogen– C1-C5、およびバックフラッシュと

12

C1 (not quantitated)

0

nitrogen

サンプルの種類：

oxygen100

1-pentene

200

acetylene(not quantitated)

ハステロイバルブ300

ethane(not quantitated)

2 TCD/FID、ニッケルチューブ、pA
400

ethylene(not quantitated)

7 カラム（PLOT、パックド）、

C6+– 4 バルブ/ラージバルブオーブン/

methane構成：

ethaneethylenepropanei-butane
propylene
n-butane
propadieneacetylenet-2-butene
1-butene
i-butylene
i-pentane c-2-butene
n-pentane
1,3-butadiene
methyl acetylene
t-2-pentene
2-methyl-2-butene

アナライザの説明

0-200– （H2S と COS を除く）上記すべての化合物で 0.01 mol %– H2S で 500 ppm– COS で 300 ppm

対応しているメソッド：– ASTM D1945、ASTM D1946、
UOP 539

主な利点と特長– 3 つの並列チャネルによる同時検出機能により、すべてのリファイナリガスを
17 分以内に分析– パックドカラム用ラージバルブオーブン（LVO）により、水素、炭化水素、永久ガスを個別に分析可能– N2 キャリアガスを用いた 3 台目の TCD による H2 用フルレンジ機能– 耐硫化腐食性に優れたニッケルチューブとハステロイバルブ

11リファイナリガス用ソリューション

ラージバルブオーブン付き高速リファイナリガスアナライザ
8890 GC オプション #604

7 カラム（PLOT、マイクロパックド）、2 TCD/FID、ニッケル

チューブ、ハステロイバルブ

300
200
100
0

C6+

– 4 バルブ/ラージバルブオーブン/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

min

7

8

9

min

25 µV

0

n-pentane
1,3-butadiene
methyl acetylene
t-2-pentene
2-methyl-2-butene
1-pentene
c-2-pentene

i-pentaneCOnitrogenoxygen6t-2-butene
1-butene
i-butylene
c-2-butene

25

5n-butane
propadieneacetylene

75

4i-butane125

methaneとして C6+、H2、He、O2、N2、

175

C6+

– C1 ～ C5、およびバックフラッシュ3

propylene2

propane1
pA
225

分析対象化合物：

acetylene

0ethylene

ガスなどのリファイナリガス

2000

ethane

FCC 留分、燃料ガス、リサイクル

4000

CO2

– 大気圧留分、脱硫装置オフガス、ethane6000

ethylene

8000

サンプルの種類：

CO2、CO、H2S、COS

propylene
i-butanen-butane
propadieneacetylenet-2-butene
1-butene
i-butylene
c-2-butene
i-pentane
n-pentane
1,3-butadiene
methyl acetylene
t-2-pentene
2-methyl-2-butene
1-pentene
c-2-pentene

pA
400

propane構成：

methaneethaneethylene

アナライザの説明

一般的な定量範囲：– （H2S を除く）上記すべての化合物で 0.01 mol %– H2S で 500 ppm– COS で 300 ppm

対応しているメソッド：– ASTM D7833、UOP 539

主な利点と特長– 3 つの並列チャネルによる同時検出機能により、すべてのリファイナリガスを
9 分以内に分析– マイクロパックドカラム用ラージバルブオーブン（LVO）により、水素、炭化水素、永久ガスを個別に分析可能– N2 キャリアガスを用いた 3 台目の TCD による H2 用フルレンジ機能– 耐硫化腐食性に優れたニッケルチューブとハステロイバルブ

12

min

リファイナリガス用ソリューション

H2S および O2 の測定用ラージバルブオーブン付き
拡張リファイナリガスアナライザ
8890 GC オプション #605
アナライザの説明

サンプルの種類：

5000
2500

n-dodecanen-decanen-nonanen-octane

7500

min

n-undecane

チューブ、ハステロイバルブ

10000

n-heptane

6 カラム、2 TCD/FID、ニッケル

12500

methane– 3 バルブ/ラージバルブオーブン/

n-hexane構成：

ethane propane
1-butanen-butane
2-butane
i-pentane neopentane
n-pentane

pA
15000

0

2

4

6

2

4

6

1750
1500
1250
1000
750
500
250

12

14

16

min

8

10

12

14

16

min

8

10

12

14

16

min

nitrogen

25 µV

10

CO

CO、H2S8oxygen– C12 までの炭化水素、H2、O2、N2、CO2、

6

ethyleneethane

分析対象化合物：

4CO2

留分、燃料ガス、リサイクルガスなどのリファイナリガス

2methane– 大気圧留分、脱硫装置オフガス、FCC

一般的な定量範囲：– （H2S を除く）上記すべての化合物で0.01 mol %– H2S で 500 ppm

25 µV
800
600

hydrogen

0

400
200
0

対応しているメソッド：-200– UOP 539

主な利点と特長– 3 つの並列チャネルによる同時検出機能により、すべてのリファイナリガスを
16 分以内に分析– ラージバルブオーブン（LVO）により、水素、炭化水素、永久ガスを個別に分析可能– N2 キャリアガスを用いた 3 台目の TCD による H2 用フルレンジ機能– 耐硫化腐食性に優れたニッケルチューブとハステロイバルブ

13

天然ガス用ソリューション

組成と発熱量を迅速かつ確実に測定
天然ガスは建物の暖房、発電、工業プロセスに必要な電力の提供などに幅広く使用されています。天然
ガスは自然発生するガス状炭化水素の混合物であり、主成分はメタンですが、他の炭化水素（C1 ～ C4鎖長）や少量の不純物（O2、N2、CO2、H2、He、硫黄含有炭化水素など）も含まれる場合があります。

天然ガスを販売するには、発熱量と純度の仕様を満たす必要があります。つまり、天然ガスを採取、処理、移送、分配するには多くの分析機能が必要です。生産中に発生する副産物（エタン、プロパン、ブタン、ペンタン、硫化水素など）も、ダウンストリーム処理で使用する前に特性解析する必要があります。

Agilent 天然ガスアナライザでは、永久ガスと炭化水素含有量（C1 ～ C5 およびバックフラッシュとしての C6+）を測定し、天然ガスに含まれる炭化水素の拡張分析（C14 まで）を実行できます。これらの GC アナライザは出荷前に構成および化学的なテストが完了しているため、天然ガス、液化天然ガス、処理時の副産物の化学組成をすぐに評価できます。

8890 GC オプション #610 拡張天然ガスアナライザ

拡張炭化水素分析

H2 用フルレンジ機能

空気の分離（O2 および N2）

あり

なし

あり

8890 GC オプション #611 シングルチャネル天然ガスアナライザ

なし

なし

あり

8890 GC オプション #612 デュアルチャネル天然ガスアナライザ

なし

あり

あり

8890 GC オプション #615 GPA 2286 含硫天然ガスアナライザ

あり

あり

あり

アナライザモデル

説明8890 GC オプション #613 GPA 2261 含硫天然ガスアナライザ

14

なし

なし

あり

天然ガス用ソリューション

拡張天然ガスアナライザ
8890 GC オプション #610
アナライザの説明
25 µV

500
0

pA

5000

– GPA 2286 に準拠した結果、ただし架橋成分 iC5 と nC5 は個別に計算

10

4000

3000

2000

1000

12

14

16

18

min

n-Pentane

対応しているメソッド：

Methane場合）

8Propane ethane
i-Butanen-Butane
Neopentane
i-Pentane– C3 ～ C12 で 10 ppm（FID を使用する

6

n-Dodecane

50 ppm（TCD を使用する場合）

4n-Undecane

2n-Decane– 永久ガスおよび C1 ～ C2 炭化水素で

1000

n-Nonane

一般的な定量範囲：

1500

n-Heptane– C1 ～ C12、O2、N2、CO2、CO

2000

nitrogen

分析対象化合物：

2500

oxygen– 天然ガスおよび類似のガス状混合物

3000

ethaneサンプルの種類：

3500

n-Hexaneパックド）、TCD/FID

4000

carbon dioxide– 3 バルブ/4 カラム（キャピラリおよび

methane4500

n-Octane

構成：

0
6

8

10

12

14

16

18

min

主な利点と特長– TCD 検出器と FID 検出器によるデュアルチャネル– パックドカラムを使用した TCD チャネル（C1 ～ C2、O2、N2、CO2 の分析用）– C3 ～ C12 炭化水素を PONA カラムで分離して FID で測定– 液体サンプリングバルブの追加により液化天然ガスに適合

15

天然ガス用ソリューション

シングルチャネル天然ガスアナライザ
8890 GC オプション #611

900

C6+

– O2、N2、CO2、CO

一般的な定量範囲：

200
100
0

2

4

6

8

– すべての化合物で 0.01 mol %対応しているメソッド：– ASTM D1945、GPA 2261（H2 お
よび He を除く）

主な利点と特長– シングル TCD チャネル

– 堅牢性の高いパックドカラム– 分析時間は 20 分

– GPA 2261 に準拠した天然ガス計算用のソフトウェアが付属

16

Nitrogen

Ethane300

Oxygen– C1 ～ C5、バックフラッシュとして400

Carbon Dioxide

分析対象化合物*：

500

n-Pentane

ガス状混合物600

iso-Pentane– 天然ガスおよび類似の

700

iso-Butane

サンプルの種類：

800

C6+– 3 バルブ/4 カラム（パックド）、TCD

n-Butane

構成：

Propane

25 µV

Methaneアナライザの説明

10

12

14

16

18

min

天然ガス用ソリューション

デュアルチャネル天然ガスアナライザ
8890 GC オプション #612

分析対象化合物：– C1 ～ C5、バックフラッシュとして
C6+– H2、He、O2、N2、CO2、CO

一般的な定量範囲：

200

Nitrogen

EthaneOxygen400

Carbon Dioxide

600n-Pentane

800

iso-Pentane

ガス状混合物

1000

n-Butane– 天然ガスおよび類似の

1200

iso-Butane

サンプルの種類：

Propane

2 TCD

25 µV

C6+

– 4 バルブ/6 カラム（パックド）、

0
2

4

6

8

10

12

14

16

18

min

6

8

10

12

14

16

18

min

25 µV
800
600
400
200
0

HeliumHydrogen

構成：

Methaneアナライザの説明

Backflush-200– すべての化合物で 0.01 mol %24

対応しているメソッド：– ASTM D1945、GPA 2261

主な利点と特長– デュアル TCD チャネル

– 堅牢性の高いパックドカラム– 分析時間は 20 分

– H2 および He 分析用の専用チャネル

17天然ガス用ソリューション

GPA 2261 含硫天然ガスアナライザ
8890 GC オプション #613

– O2、N2、CO2、CO

0

0

5

10

一般的な定量範囲：– すべての化合物で 0.01 mol %– H2S で 500 ppm

対応しているメソッド：– ASTM D1945、GPA 2261

主な利点と特長– シングル TCD チャネル

– 堅牢性の高いパックドカラム– 分析時間は 30 分

– GPA 2261 に準拠した天然ガス計算用のソフトウェアが付属– G3445 #611 と類似しているが、H2S 分析用のハードウェアが付属

18

Ethane15

20

OxygenNitrogen

1000

CO2

– C1 ～ C5、バックフラッシュとして C6+

2000

iso-Pentane

分析対象化合物：

H2 S arean-Pentane– 天然ガスおよび類似のガス状混合物

3000

n-Butane

サンプルの種類：

4000

Propane

TCD

25 µV

iso-Butane– 3 バルブ/4 カラム、耐腐食性配管、

C6+

構成：

Methaneアナライザの説明

25min天然ガス用ソリューション

GPA 2286 含硫天然ガスアナライザ
8890 GC オプション #615

（TCD を使用する場合）– C5 ～ C6 で 10 ppm（FID を使用する
場合）対応しているメソッド：– GPA 2286

hexanemethanen-butane
i-pentane
n-pentane

10

12.5

15

17.5

20

min

n-pentane

n-butane

i-pentane– 永久ガスおよび C1 ～ C5 で 50 ppm

7.5

neopentane

一般的な定量範囲：

5i-butane– He、H2、N2、CO

25 µV
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

propane– C1 ～ C14

2.5

ethane

分析対象化合物：

0

0
2.5
25 µV
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

min

5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

min

methane– 天然ガスおよび類似のガス状混合物

C6+

サンプルの種類：

nitrogen– 3 バルブ、6 カラム、TCF/TCF/FID

pA
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

helium構成：

propanel-butane

アナライザの説明

02.5

主な利点と特長– TCD 検出器と FID 検出器による 3 チャネル

– パックドカラムと熱伝導検出器により、永久ガスと炭化水素（C5 まで）を検出– 炭化水素（C5 ～ C14）をキャピラリカラムと水素炎イオン化検出器で分析– GPA 2286 に準拠して計算するため、ペンタンを「架橋」化合物として使用– 付属のソフトウェアで GPA 2286 に準拠したデータレポートを作成

19

燃料用ソリューション

オクタンおよび排気ガスに関する厳密な規制に準拠
米国環境保護庁（EPA）が 1990 年に定めた大気浄化法では、ガソリンエンジンの排気ガスからの揮発性

有機化合物（VOC）とその他の有毒化学物質の排出が、厳しく制限されています。これらの目標値を達成するため、燃料メーカーはガソリンを改質してオクタン価を上げる必要があります。

このためには、ナフサ原料中の炭化水素分子を触媒によって再構成して複雑な構造にし、含酸素化合物の混合によって酸素含有量を上げます。こうして生成される燃料はオクタン価が高くなり、燃焼効率が上がり、完全燃焼しやすくな

ります。アジレントはチャネルパートナーと協力して、改質ガソリンおよびその他の燃料アナライザのポートフォリオを提供しています。これらのアナライザは出荷前に（ASTM や CEN などの）基準を満たすように構成され、燃料中の含酸素化合物の濃度、ベンゼン、および重質芳香族含有量の分析用の化学的なテストを受けています。

アナライザモデル

説明

対応している公開メソッド

8890 GC オプション #621

ガソリン中の D4815 含酸素化合物アナライザ

ASTM D4815

8890 GC オプション #622

ガソリン中の EN 13132 含酸素化合物アナライザ

EN 13132、EN 12177

8890 GC オプション #620

8890 GC オプション #623
8890 GC オプション #624
8890 GC オプション #625
8890 GC オプション #630
8890 GC オプション #631
8890 GC オプション #632

20

ガソリン中の ASTM D4815/D5580 含酸素化合物および芳香族化合物分析用アナライザ

炭化水素中の微量含酸素化合物アナライザ

バイオディーゼルアナライザ

HSS-GC によるメタノール含有量分析用バイオディーゼルアナライザ

ASTM D4815、D5580

ASTM D7423
ASTM D6584
EN 14110

SCD による天然ガスまたは燃料ガス中の硫黄分析用アナライザ

ASTM D5504

LPG 組成アナライザ

ASTM D2163、D2593、D2712、D5524

SCD による軽油中の硫黄分析用アナライザ

ASTM D5623、UOP 791

燃料用ソリューション

ガソリン中の ASTM D4815/D5580 含酸素化合物および芳香族化合物分析用アナライザ
8890 GC オプション #620
アナライザの説明
UTG-91
1-butanolt-amyl alcoholMTBE

sec-butanol

1-propanol

n-butanol

20

min

MCP

17.5

500
0
18

min

TAME

benzene16

n-butanolt-amyl alcohol
MCP
1,2-dimethoxyethane

500

ETBE

1000

14

iso-butanol

1 ～ 15 Vo l%

DIPE

1500

2000

12

sec-butanol– ベンゼンで 0.1 ～ 5 Vol %、トルエンで各アルコールで 0.2 ～ 12 Wt %

10

MTBE

2500

および重質芳香族で5 ～ 30 Vol %、

8

15

1000

– 各エーテルで 0.2 ～ 20 Wt %、– 各 C8 芳香族で 0.5 ～ 10 Vol %、総 C9

6

2000

1-propanol

一般的な定量範囲：

4

12.5

ETBE

1500

重質芳香族、全芳香族

10

DIPE

tert-ペンタノール

エチルベンゼン、キシレン、C9 および

7.5

MTBE

2500

– ASTM D5580：ベンゼン、トルエン、

5

3000

イソブタノール、tert-ブタノール、

sec-ブタノール、n-ブタノール、

2.5pA

t-butanol

TAME、DIPE、メタノール、エタノール、

イソプロパノール、n-プロパノール、

02-propanol– ASTM D4815：MTBE、ETBE、

200

ethanol

分析対象化合物：

t-butanol

400

600

ethanol– 精製ガソリン

サンプルの種類：

2-propanol800

methane– 1 バルブ、2 カラム、TCD/FID

methane

構成：

pA

0
2

4

6

8

10

12

14

16

min

全芳香族で 10 ～ 80 Vol %対応しているメソッド：– ASTM D4815、ASTM D5580

主な利点と特長– 同一ハードウェア構成で ASTM D4815 メソッドと ASTM D5580
メソッドに対応– ヘリウムまたは窒素（コストが低いほう）をキャリアガスとして使用して、ガソリン中の含酸素化合物（ASTM D4815）と芳香族（ASTM D5580）を測定できるように構成

21

燃料用ソリューション

ガソリン中の D4815 含酸素化合物アナライザ

8890 GC オプション #621
アナライザの説明

分析対象化合物：– MTBE、DME、TAME、DIPE、

メタノール、エタノール、イソプロ

パノール、n-プロパノール、イソブ

1000

500

タノール、tert-ブタノール、sec-ブタ

ノール、n-ブタノール、tert-ペンタ

0
2

ノール

一般的な定量範囲：– 各エーテルで 0.1 ～ 20 Wt %、各アルコールで 0.1 ～ 12 Wt %対応しているメソッド：– ASTM D4815

主な利点と特長– ASTM D4815 用– ガソリン中の含酸素化合物の測定用に構成

22

MTBE

methanol1500

n-butanol– 精製ガソリン

ethanol
2-propanol

2000

i-butanolt-amylalcohol

サンプルの種類：2500

sec-butanol

ドおよびキャピラリ）/FID

3000

1-butanol– 1 バルブ/2 カラム（マイクロパック

t-butanol

構成：

UTG-91

pA

4

6

8

10

12

min

燃料用ソリューション

ガソリン中の EN 13132 含酸素化合物アナライザ

8890 GC オプション #622
アナライザの説明

DB-1 カラム（FID B）

構成：– Deans スイッチ/2 カラム/2 FID

サンプルの種類：

DME（内部標準）

4– 市販/直留ガソリン

分析対象化合物：– ベンゼン、トルエン、エチルベン

ゼン、含酸素化合物： MTBE、

ETBE、TAME、DIPE、エタノール、

イソプロパノール、n-プロパノール、
イソブタノール、tert-ブタノール、

sec-ブタノール、n-ブタノール、
tert-ペンタノール

MTBE 11.01 wt % を検出

68DB-1 カラム（FID B）

ピーク同定

1. ベンゼン

10

1.18

1.21

11.62

11.85

4.2-ヘキサノン

4.65

4.70

10.87

-

4.71

4.78

5. o-キシレン

14

リファレンス（wt %）結果（wt %）2. トルエン3. エチルベンゼン

12

16

18

20 min

5

2
4
3
1

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22 min一般的な定量範囲：– ベンゼンで 0.05 ～ 6 Vol %、各有機含酸素化合物で 0.17 ～15 Vol %対応しているメソッド：– EN 13132、EN 12177

主な利点と特長– ガソリン中の含酸素化合物（EN 13132）およびベンゼン（EN 12177）の測定用に構成– キャピラリ・フロー・テクノロジー（CFT）Deans スイッチにより、極性の高い化合物のキャリーオーバーをなくしてピークテーリングを最小化でき、メソッド設定の簡素化と信頼性の高い性能を実現– バックフラッシュにより分析時間を短縮

23

燃料用ソリューション

炭化水素中の微量含酸素化合物アナライザ
8890 GC オプション #623

容量ティ /2 カラム/FID/オートサンプラ

150

バルブ（ガスサンプル用）、LSV（液化100（液体サンプル用）、ガスサンプリング
ガス用）

50

サンプルの種類：– 最終沸点が 200 ℃以下のエテン、

プロペン、および炭化水素マトリックス

0
0

2.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

分析対象化合物：– MTBE、ETBE、DIPE、TAME、メタノー
ル、n-プロパノールと i-プロパノール、

n-ブタノール、i-ブタノール、tert-ブチ

ルアルコール、sec-ブチルアルコール、

tert-ペンタノール

一般的な定量範囲：– MTBE で 0.5 ppm

対応しているメソッド：– ASTM D7423

主な利点と特長– 最終沸点が 200 ℃未満の炭化水素マトリックスに含まれる低濃度含酸素化合物の測定用に構成されたアナライザ– バックフラッシュ付きキャピラリ・フロー・テクノロジー（CFT）流体スイッチにより、沸点が高い炭化水素を除去– Agilent GS-OxyPLOT カラムにより、軽質炭化水素を含酸素化合物から分離– GS-OxyPLOT カラムは極性化合物に対する不活性度が非常に高く、低濃度の含酸素
化合物の定量分析に最適

24n & l-propanol

200

ethanol– キャピラリ・フロー・テクノロジー微小

methanol構成：t, 1 & sec-butanol
n-butanolt-anyl alcohol

MTB

アナライザの説明

20

22.5

min

燃料用ソリューション

バイオディーゼルアナライザ
8890 GC オプション #624

アナライザの説明
Rapeseed

構成：– オンカラムキャピラリ注入口/FID

Tricaprin (istd 2)

サンプルの種類：

Butanetriol (istd 1)– B100 バイオディーゼル– ココナッツ油やパーム核油などのラウリン酸油から抽出した植物油メチル
エステルには適用不可

SoybeanTricaprin (istd 2)

分析対象化合物：– 遊離グリセリン、モノグリセリド、ジグリ

Butanetriol (istd 1)

セリド、トリグリセリド、結合グリセリン、

総グリセリン

一般的な定量範囲：– 遊離グリセリンで 0.005 ～ 0.05 Wt %、総グリセリンで 0.05 ～ 0.5 Wt %対応しているメソッド：– ASTM D6584

主な利点と特長– 分析カラムの前に COC 注入口とリテンションギャップカラムを配置した構成––

ピーク形状の大幅な改善により、精度と再現性が向上

特殊なナローボアシリンジの代わりに標準的なシリンジを使用– Agilent Ultimate ユニオンでリテンションギャップとカラムを接続–

信頼性が高くリークのない高温接続– ASTM と CEN の仕様を上回るキャリブレーションと精度

25

燃料用ソリューション

HSS-GC によるメタノール含有量分析用バイオディーゼル

アナライザ

8890 GC オプション #625

構成：

5500
4000

– ヘッドスペース/FID

3500
3500

サンプルの種類：3000– B100 バイオディーゼル

2500
2000

分析対象化合物：

2000
1500

– メタノール

一般的な定量範囲：

methanol

アナライザの説明

1000
1000

– メタノールで 0.01 ～ 0.5 Wt %5000

対応しているメソッド：

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

– EN 14110:2003

主な利点と特長– Agilent 7697A ヘッドスペースサンプラによる自動サンプル前処理– ヘッドスペースガスサンプリングバルブループの背圧制御により精度が向上– ヘッドスペースサンプルループの加圧により低濃度メタノールの感度が向上– 外部キャリブレーションを用いた定量分析、内部標準は不要– ピーク形状の改善により定量が容易

26

6.5

7

7.5

8

min

燃料用ソリューション

SCD による天然ガスまたは燃料ガス中の硫黄分析用アナライザ
8890 GC オプション #630

分析対象化合物：

7500
5000
2500

– 天然ガスまたはガス状燃料中の硫黄化合物

diethyl sulﬁden-butyl mercaptan– 天然ガスおよびその他のガス状燃料

carbonyl sulﬁde10000

tiophene/1M-1PT
2 methyl 1 propanethiol

サンプルの種類：

ethyl methyl sulﬁde

12500

t-butylmercaptan
n-propyl mercaptan

15000

methyl mercaptan

SCD

17500

hydrogen sulﬁde– キャピラリ注入口/キャピラリカラム/

ethyl mercaptan

20000

isoproyl mercaptan

構成：

dimethyl sulﬁdecarbon disulﬁde

アナライザの説明

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

min

– H2S、CS2、COS、メルカプタン、
芳香族硫黄化合物、硫化物

一般的な定量範囲：– H2S で 100 ppb– その他の S 化合物で 20 ～ 40 ppb

対応しているメソッド：– ASTM D5504

主な利点と特長– 8890 GC と化学発光硫黄検出器（SCD）により天然ガスおよびガス状燃料中の硫黄を分析– 高選択性：硫黄と炭素で高い選択性を発揮– 等モル：未知化合物の定量を簡素化– 直線性：キャリブレーションを簡素化– 耐腐食性の UltiMetal ハードウェアにより硫黄分析性能が向上– GC 内蔵 8355 SCD によるダイナミック検出レンジ27

燃料用ソリューション

SCD による軽油中の硫黄分析用アナライザ
8890 GC オプション #631

2000

– 軽油中の揮発性硫黄含有化合物

一般的な定量範囲：

dimethyl disulﬁdediethyl disulﬁdebenzo-(b)-thiophene

分析対象化合物：

4000

3-methyl thiophene

以下のガソリン車用燃料、石油

2-methyl thiophene– 大気圧での最終沸点が約 230 ℃

ethyl mercaptan

6000

n-butyl mercaptan

サンプルの種類：8000

thiphene/sec-butyl mercaptan– 1 バルブ/キャピラリカラム/SCD

methyl ethyl sulﬁde構成：

dimethyl sulﬁdecarbon disulﬁde10000

isopropyl mercaptan
t-butyl mercaptan
n-propyl mercaptan

アナライザの説明

0
0

2

4

6

8

10

12

– ガソリン中の硫黄で 20 ppb

対応しているメソッド：– ASTM D5623、UOP 791

主な利点と特長– 8890 GC と化学発光硫黄検出器（SCD）により天然ガスおよびガス状燃料中の硫黄を分析– 高選択性：硫黄と炭素で高い選択性を発揮– 等モル：未知化合物の定量を簡素化– 直線性：キャリブレーションを簡素化– 耐腐食性の UltiMetal ハードウェアにより硫黄分析性能が向上– GC 内蔵 8355 SCD によるダイナミック検出レンジ

28

14

16

min

燃料用ソリューション

LPG 組成アナライザ
8890 GC オプション #632

MethaneEthylene

– LPG

2500

分析対象化合物：

2000

Acetylene

3000

1500

– C1 ～ C61000

一般的な定量範囲：

500– 炭化水素 で 10 ppm

n-Hexane

サンプルの種類：

c-2-Pentene

3500

t-2-Pentene
1-Pentene
2-m-2 Butene

4000（PLOT アルミナ）/FID

trans-2-Butene– 液体バルブ/1 カラム

iso-Pentane
1,3 Butadienen-Pentane

4500

Butene-1
iso-Butylene
cis-2-Butene

構成：

EthanepA

PropanePropylene
iso-Butane
n-Butane

アナライザの説明

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

min

対応しているメソッド：– ASTM D2163、ASTM D2593、ASTM D2712、ASTM D4424

主な利点と特長– シングルチャネル、シングル LSV– PLOT アルミナは C1 ～ C8 異性体の分離（特にシクロプロパンとプロピレンの分離）に最適

29

プロセスガス用ソリューション

原料の純度を確実に確認
原料に含まれる低濃度不純物を正確に測定することは、プロセスの効率と収益性にとって非常に重要です。例えば（エチレンやプロピレンなどの）高純度モノマーのメーカーは、厳しい競争と顧客からの厳格な仕様要求に直面しています。

純度は食品、医薬品、化学薬品、および半導体産業の研究者や生産活動にとっても重要です。N2、Ar、

H2、CO2 の不純物含有量を完全に特性解析できなければ、所定のアプリケーションにガスが適合しなくなる可能性があります。

また微量の汚染物質によって装置が腐食したり、 ポリマー収率が低下したりすることもあります。さらに、

これらの汚染物質による触媒の分解、被毒、汚染によって触媒床の交換が必要となり、コストや時間がかかってしまう可能性もあります。

革新的なハードウェア構成の Agilent 微量不純物アナライザを使用すれば、サプライヤから供給される原料の純度を確実に確認し、微量濃度の汚染物質を確実に検出できます。

アナライザモデル

説明8890 GC オプション #640

プロセスガス中の低濃度 CO および CO2 用ベントバルブ付きアナライザ

8890 GC オプション #641

プロセスガス中の低濃度 CO および CO2 アナライザ

30

プロセスガス用ソリューション

プロセスガス中の低濃度 CO および CO2 用ベントバルブ付き
アナライザ
8890 GC オプション #640

アナライザの説明
pA

構成：– 2 バルブ/2 カラム（パックドカラム）/
メタナイザ/FID

サンプルの種類：

C0

35

30

25

天然ガス

20

C02

– 高濃度のメタンを含むプロセスガス、

15

分析対象化合物：– CO2、CO

10

一般的な定量範囲：

0.5

1

1.5

2

2.5

3

min

– CO で 0.2 ppm– CO2 で 0.4 ppm

主な利点と特長– シングルチャネル、パックドカラム– プレカラムで高濃度炭化水素をカットし、4 ポートバルブによる分析中に CH4 を排出– 微量濃度の CO と CO2 を CH4 に変換して分析し、FID で検出– 分析時間は 3 分

31プロセスガス用ソリューション

プロセスガス中の低濃度 CO および CO2 アナライザ
8890 GC オプション #641
アナライザの説明
22カラム）/メタナイザ/FID

サンプルの種類：

20
18
16

CO2

– 1 バルブ/2 カラム（パックド

CH4

構成：

CO

pA

14
12

– 低濃度のメタンを含むエチレン、

10

プロピレン、またはプロセスガス
ストリーム

8
0
1.5

2

2.5

3

3.5

min

分析対象化合物：– CO2、CO

一般的な定量範囲：– CO で 0.2 ppm– CO2 で 0.4 ppm

主な利点と特長– シングルチャネル、パックドカラム– プレカラムで炭化水素をカットしながら、微量濃度の CO と CO2 はメタナイザを通して CH4 に変換し、FID で検出– 分析時間は 4 分

32

トランスオイルガス用ソリューション

オイル品質を確認して障害を防止
変圧器はその名のとおり電圧レベルを変える装置であり、内部コンポーネントの絶縁と冷却にオイルが使用されています。変圧器の動作によってオイルに電気的ストレスや機械的ストレスがかかるため、高温で長時間オイ

ルの安定性を維持できる必要があります。

オイルの化学的特性が経年、酸化、気化、電解作用、分解などの要因によって変わることで、ガスが発生する可能性があります。このような溶解ガスの分析で得られる情報によって、変圧器の現在および将来的な安定性に関する貴重な診断情報を得ることができます。オペレータはこれらの情報によって、変圧器を廃棄すべきかどうかを判断できます。

Agilent トランスオイルガス（TOGA）アナライザは ASTM 規格に従って構成されており、ヘッドスペースサンプリングおよび TCD/FID（メタン化）検出器などの高度な技術を搭載しているため、堅牢で信頼性の高い TOGA 分析が可能です。

アナライザモデル

8890 GC オプション #650

説明

拡張トランスオイルガス（TOGA）アナライザ（ASTM D3612-C）

33

トランスオイルガス用ソリューション

拡張トランスオイルガス（TOGA）アナライザ（ASTM D3612-C）
8890 GC オプション #650

アナライザの説明
構成：

ヘッドスペース

サンプルの種類：

carbon monoxide– 2 バルブ/2 カラム/TCD/FID/メタナイザ/

600
500

– C2（エタン、エチレン、アセチレン）、C3（プロパン、プロピレン）、C4（1-ブテン）

一般的な定量範囲：– ASTM D3612-C の表 3 の仕様に適合対応しているメソッド：

100
0
2

4

8

10

min

-10
-20
-30
-40

– ASTM D3612-C

6

25 µV

hydrogenoxygen– H2、O2、N2、CH4、CO、CO2

methane200-50

nitrogen

分析対象化合物：

ethane300

ethylene
acetylene– 気体

carbon dioxide

400

propylene
propane

pA
700

-60
0

2

4

6

8

10

12

主な利点と特長– シングルチャネル、PLOT カラム– ダイレクトトランスファーラインを用いたカラム接続– 微量濃度の CO と CO2 を CH4 に変換して分析し、FID で検出– 分析時間は 12 分

– ヘッドスペースガスサンプリングバルブループの 8890 ニューマティクスコントロールモジュール（PCM）背圧制御による精度向上

34

min

温室効果ガス用ソリューション

気候変動の要因となるガスのモニタリングと測定
化石燃料 の 消費 により、地球 の 大気中 の 温室効果 ガス（greenhouse gas: GHG）、例えば 二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、亜酸化窒素（N2O）などの濃度が上がっています。これらのガスには蓄熱効果があるため、地球の温度に影響します。

大気中の GHG 濃度の上昇による気候変動をくい止 めるため、（EPA や CEN などの）組織 は 継続的 な測定によって

GHG の発生を調査するプログラムを立ち上げました。

アジレントは、出荷前に構成および化学的なテストが完了している温室効果ガスアナライザを提供して、GHG 発生の追跡活動を支援しています。

アナライザモデル

バルブ/カラム検出器

ヘッドスペース

N2O LDLCH4

CO2

0.2 ppm ～ 20 %0.4 ppm ～ 0.2 %8890 GC オプション #660 3/2

FID/マイクロ ECD

オプション

50 ppb8890 GC オプション #661 4/4

FID/マイクロ ECD/TCD

なし

50 ppb0.2 ppm ～ 20 %0.4 ppm ～ 20 %35

温室効果ガス用ソリューション

0.4 ppm ～ 0.2 % の二酸化炭素、0.2 ppm ～ 20 % のメタン、
30 ppb の亜酸化窒素を測定できる温室効果ガスアナライザ
8890 GC オプション #660
アナライザの説明
構成：

Hz– 3 バルブ/2 パックドカラム/マイクロECD/FID/メタナイザ

500
400
300

サンプルの種類：– CH4、N2O、CO2 などの分析対象化合物ガスを含む温室効果ガスや土壌ガス

分析対象化合物：– CH4、N2O、CO2

N2O

200
100

pA
225
200
175

2

4

2

4

6

8

6

8

10

12

min

10

12

min

FID

150
125
100

– N2O で 50 ppb

CH4

75
50

CO2

一般的な定量範囲：25– CH4 で 0.2 ppm ～ 20 %0

– CO2 で 0.4 ppm ～ 0.2 %主な利点と特長– 温室効果ガスを 1 回の注入で同時分析できるように構成– 高感度マイクロ ECD により、ppb レベルの N2O を検出可能– キャピラリ・フロー・テクノロジーに基づく使いやすいユニオンでバルブとマイクロ ECD を接続するため、ピーク形状などのクロマトグラフィー性能が向上– SF6 の測定用に容易に拡張可能– シングルチャネルとシンプルなバルブ構成

36

温室効果ガス用ソリューション

0.4 ppm ～ 20 % の CO2 を検出できる温室効果ガスアナライザ
8890 GC オプション #661
アナライザの説明
Hz

構成：

200

– 4 バルブ/4 パックドカラム/
マイクロ ECD/TCD/FID/

N2O

180
160

メタナイザ

140
120

– CH4、N2O、CO2 などの分析対象

化合物ガスを含む温室効果ガスや

土壌ガス

1

2

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

min

4

5

6

7

min

5

6

400
300

methane200

分析対象化合物：

3

pA

100

– CH4、N2O、CO2

CO2

サンプルの種類：0

一般的な定量範囲：

25 µV
25000

– N2O で 50 ppb

20000
15000

– CH4 で 0.2 ppm ～ 20 %– CO2 で 0.4 ppm ～ 20 %

C02

10000
5000
0
4

7

min

主な利点と特長– 温室効果ガスを 1 回の注入で同時分析できるように構成– 高感度マイクロ ECD により、ppb レベルの N2O を検出可能– キャピラリ・フロー・テクノロジーに基づく使いやすいユニオンでバルブとマイクロ ECD を接続するため、ピーク形状などのクロマトグラフィー性能が向上– SF6 の測定用に容易に拡張可能– 2 つの個別チャネルと 3 台の検出器を使用––––

高速分析が可能柔軟性が向上し、バルブ切り替えの必要性が低減

メソッド設定が容易

3 台目の TCD によって CO2 測定の濃度範囲を拡張

37

チャネルパートナーのソリューション

特殊技術と経験による専門性の強化
お客様の分析上の課題の解決 は、アジレント独自の技術開発に役立つだけではありません。

アジレントは 業界におけるリーダーシップと豊富 なパートナーシップを活かして、エネルギー
および化学分析機能を拡充する次のようなソリューションを提供しています。
– リファイナリガスアナライザ/高速 RGA（UOP 539）–––

高速 RGA（ASTM D2163/ISO 7941/DIN 51666）
マイクロ GC

LPG 中の硫黄– 天然ガスアナライザ– 石油化学アナライザ–

エチレンおよびプロピレン中の微量硫黄– PIONA/リフォーミュライザ M3– オレフィンアナライザ

38– DHA アナライザ– 含酸素化合物アナライザ– 芳香族アナライザ– ASTM D86 向け 8634 アナライザ（グループ 3 および 4 に相当）

– 疑似蒸留アナライザﾞ/HT 疑似蒸留アナライザﾞ
– DHA フロントエンド– ラボ GC をオンラインで適用– HPLC ベースのソリューション

システムバリデーションとデータ測定に特化したGC および GC/MS アナライザ
アジレントの GC および GC/MS アナライザは、メソッド要件を満たせるように出荷前に構成および化学的なテストが完了しているため、すぐに高品質なデータの生成とバックログの処理が可能です。

アジレントのアナライザは単なる機器ではなく、キャピラリ・フロー・テクノロジーやターゲット化合物データベースなどの高度な技術を組み込んだトータルなワークフローソリューションであり、お客様固有のアプリケーションに合わせてシステムを最適化できます。

各アナライザは、あらかじめ設定された出荷検査時のクロマトグラムのレポートと確認用サンプルが付属し、分離機能のこれにより、
メソッ
確認を実施できる状態で届けられます。
設置の完了と同時にシステムバリデーションを開始できるため、ド開発コストを大幅に削減できます。もちろん、問題が生じた場合には、アジレントのサポートチームがいつでも対応します。

39

Agilent CrossLab サービス

Agilent CrossLab は、サービスと消耗品を統合してワークフローをサポートし、お客様の生産性の向上や運用の効率化などの重要な成果を実現するための機能です。アジレントは CrossLab を通じてあらゆる場面で「見えない価値」を提供し、お客様の目標達成を支援します。CrossLab は、メソッドの最適化、柔軟なサービスプラン、あらゆる

スキルレベル向けのトレーニングを提供します。またお客様が機器やラボを管理して最高の性能を実現できるように、その他の製品やサービスも多数ご用意しています。

Agilent CrossLab の詳細と、見えない価値から優れた成果を生み出す例については、

ホームページをご覧ください。

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。

本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2021
Printed in Japan, March 4, 2021
5994-2991JAJP
DE 44211.269849537