Delfi PTSii Tourniquet System
デルファイ

ピーティーエスツー

タニケットシステムiNDEPENDENCE & iNTELLIGENCEDelfi PTSii Tourniquet System
INNOVATION TO SURGERY

PTS ii は小型で持ち運び自在な電動式タニケットシステムです。片手に乗るコンパクトなサイズは、オペ室の貴重なスペース確保に貢献します。

PTS ii は、ジンマー バイオメットの従来のシングルポート式タニケットカフと互換性があり、組み合わせて使用可能です。

直感的に操作できるユーザーインターフェース
フルカラータッチパネルを搭載し、シンプルで直感的な操作で使用可能です。

進化したセーフティ機能
カフ圧と操作時間を大きくはっきりと表示するほか、機器本体がセルフテストとキャリブレーションを実施し、異常時にはランプと音でお知らせします。
また、予期しないカフ外れを防止するため、本体とホースの確実な接続を維持する CPC コネクターを使用しています。

圧力設定セーフティ機能（インターロックシステム）
高いカフ圧を設定する場合に安全機能としてインターロックシステムが作動します。これはカフ圧を 475 mmHg 以上に設定しようとした場合に、一度制限を設けて確認する機能です。医師の指示確認のもと、患者様にとって必要な場合には、600 mmHg まで設定することができます。
これにより、誤って高い圧力を設定するリスクの回避を期待できます。

Delfi PTSii Tourniquet System
INNOVATIVE EXCELLENCE AND
INTELLIGENT FEATURES

長い内蔵電池寿命
最長 10 時間の内蔵電池による操作が可能です。
* 基本的には電源に接続した状態でご使用ください。

カフ空気漏れテスト機能を搭載
米国周手術期看護師協会（AORN）のガイドラインで推奨されている、術前・術後のカフの状態・空気漏れ検査が可能なカフ空気漏れテスト機能を搭載しています。

手術中のカフ空気漏れ検出機能を搭載
手術中のカフ、カフホース、コネクタ部からの空気漏れの異常を常時モニタリングし、異常時にはランプと音でお知らせします。

製品仕様
高さ：180 mm（7.0 インチ）

幅：120 mm（4.7 インチ）

奥行：110 mm（4.3 インチ）

重量：1.26 kg（44.5 オンス）

カフ圧範囲：20 - 600 mmHg、1 mmHg 単位
圧力精度：± 2mmHg
時間アラーム設定値範囲：5 - 240 分、1 分単位
加圧速度：30 インチ（76㎝）の大腿部に 34 インチ（86㎝）のカフを巻いた場合、5 秒未満で 350 mmHg まで加圧します。
脱気速度：30 インチ（76㎝）の大腿部に 34 インチ（86㎝）のカフを巻いた場合、10 秒未満で 10 mmHg 未満まで脱気します。

Ordering Information
カタログ No.
60-1000-101-00

付属品

カタログ No.
60-4022-001-00
60-1908-001-00
60-1000-212-00

Delfi PTSii タニケットシステム

品

名

規 格
カフ接続ホース（白）、電源アダプター、電源コード 各１本つき、ブラケット

品 名
タニケットスタンド
ATSタニケットバスケット
カフ接続ホース（白）規 格
高さ：110〜180cm、脚巾：71cm、5脚 ＊300（W）X460（D）X130（H）mm ＊
長さ：3.4m、ルアーロック用アダプター付き
販売名：Delfi PTS ii タニケットシステム

医療機器製造販売届出番号：13B1X10228SG0010＊薬事法規対象外

リユーザブルカフ

シングルポート、シングルカフ(A.T.S750, PTSii用)カタログ No.
60-7600-001-00
60-7600-002-00
60-7600-003-00
60-7600-004-00
60-7600-005-00
60-7600-006-00
60-7600-007-00
60-8000-001-00
60-8000-002-00

品 名仕様

20cm インフラ/ATS750 シングル カフ
30cm インフラ/ATS750 シングル カフ
46cm インフラ/ATS750 シングル カフ
61cm インフラ/ATS750 シングル カフ
76cm インフラ/ATS750 シングル カフ
86cm インフラ/ATS750 シングル カフ
107cm インフラ/ATS750 シングル カフ

リボン色
白
水色
赤緑青茶エンジ
黄灰82(W）X 200(L)
107(W）X 310(L)
107(W）X 460(L)
107(W）X 610(L)
107(W）X 760(L)
107(W）X 860(L)
107(W）X 1,070(L)
76(W）X 378(L)
89(W）X 450(L)エクストラ スモール アダルト カフスモール アダルト カフ

販売名：ATS750 タニケットシステム

ディスポーザブルカフ

入数
1個1個1個1個1個1個1個1個1個

医療機器製造販売届出番号：13B1X10228SG0004

シングルポート、シングルカフ、スリーブなし（A.T.S.750,PTSii用）
カタログ No.
60-7075-101-00
60-7075-102-00
60-7075-103-00
60-7075-104-00
60-7075-105-00
60-7075-106-00
60-7075-107-00

品 名20cmシングルポートディスポカフ
30cmシングルポートディスポカフ
46cmシングルポートディスポカフ
61cmシングルポートディスポカフ
76cmシングルポートディスポカフ
86cmシングルポートディスポカフ
107cmシングルポートディスポカフ

仕様

リボン色

スリーブ

滅菌

使用回数

入数なし

滅菌済み

単回使用

1箱10個入りスリーブ付 滅菌済み

単回使用

1箱10個入り70（W）X 222（L）
白105（W）X 324（L）
水色105（W）X 479（L）
赤105（W）X 635（L）
緑105（W）X 784（L）
青105（W）X 891（L）
茶105（W）X 1092（L） エンジ

シングルポート、シングルカフ、スリーブ付（A.T.S.750, PTSii用）

60-7075-152-00
60-7075-153-00
60-7075-154-00
60-7075-155-00
60-7075-156-00
60-7075-157-00

30cmシングルポートディスポカフW/S
46cmシングルポートディスポカフW/S
61cmシングルポートディスポカフW/S
76cmシングルポートディスポカフW/S
86cmシングルポートディスポカフW/S
107cmシングルポートディスポカフW/S

販売名：滅菌済みカフ

延長ホースカタログ No.
60-4009-101-00

105（W）X 324（L）
水色105（W）X 479（L）
赤105（W）X 635（L）
緑105（W）X 784（L）
青105（W）X 891（L）
茶105（W）X 1092（L） エンジ

品 名シングルエクステンションホース W/ポジティブロッキングコネクター

滅菌滅菌済み販売名：滅菌済みカフ

タニケットスタンド

タニケットバスケット

医療機器製造販売届出番号：13B1X10228SG0011

使用回数
単回使用

入数

1箱20個入り

医療機器製造販売届出番号：13B1X10228SG0011

リユーザブルカフ

ディスポーザブルカフ

カタログ記載内容は、カタログ作成時点の内容に基づいています。製品の在庫や販売状況に関しては、下記までお問合せください。
● カスタマーサービス（商品のご注文）● 修理のお問合せ● 製品のお問合せ

Tel. 0463-30-4801
Fax. 0463-30-4821
Tel. 0463-30-4805
Tel. 03-6402-6604

ジンマー バイオメット
本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
SurgicalEquipment.Japan@zimmerbiomet.com（代表）Fax. 03-6402-6620
Tel. 03-6402-6600
営業拠点：札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、
福岡
https://www.zimmerbiomet.com/ja© 2016 Zimmer Biomet G.K.
ZJ-586-4（E）2/2021 Delfi PTS ii Tourniquet Systemカタログ [0001.1-AP-en-REV0116]