Zimmer ITST
Intertrochanteric/
SubtrochantericFixation SystemTM

Supporting the anatomical reduction and internal fixationof the proximal femur

ITST Nail -Supports the anatomical reduction and internal fixation
ITST 髄内釘システムは、大腿骨転子部／転子下領域における安定型骨折、不安定型骨折および粉砕骨折の治療用に設計されています。
ITST のデザインは髄内釘とヒップスクリューシステムの特徴を併せ持つ、真に融通性に富んだシステムとなっています。

機能を追及したフォルム◦ 解剖学的な130°の頚体角と15°のラグスクリュー前捻角（ロングネイルのみに採用）は、大腿骨頚部および骨頭内でのITSTラグスクリューの正確な設置を可能にし、TAD (Tip-Apex Distance)(1) を減少させます。
TADの減少は、ラグスクリューのCut-outの発生率を低減させることが報告されています。(2)

自然な近位部形状◦ 材料には22-13-5高強度コールドワークステンレススチール合金を採用し、十分なインプラント強度を確保
すると同時に、設計の自由度を高めています。

◦ 近位径は骨を最大限温存可能な16.0mmを採用しています。
◦ 解剖学的な5°のラテラルベンディングを採用し、侵襲性の低い大転子からの刺入を可能にしています。
◦ 適合する11mmのラグスクリューは近位骨との接触面積を最大にし、骨粗鬆症に対応します。

挿入しやすいネイルデザイン◦ 近位径と遠位径をつなぐ領域(transition area) が短く設計されていることにより、どのような髄腔形状においてもネイルが挿入しやすいようにデザインされています。骨内においてネイル設置が浅すぎたり(nail jamming) 深すぎたりする心配が無く、その結果ラグスクリューの大腿骨頭内での至適位置への挿入が容易になります。

インプラント遠位の形状と安定性◦ インプラント遠位の４点断面形状により皮質骨との確実な接触を保ち、固定性を高めます。
またフルートによりインプラント遠位に適度な柔軟性を確保しています。

◦ テーパーした遠位端形状はネイルの挿入を容易にし、かつ髄腔内でのインピンジメントを減少させます。

◦ 遠位スタティックホールと7mmのダイナマイゼーションを許容するダイナミックスロットによって、複数の遠位固定オプションが選択できます。

参考文献(1) Baumgaertner MR, Curtin SL, Lindskog DM and Keggi JM : The value of the tip-apex distance in predicting failure of fixation of peritrochantericfractures of the hip. J. Bone Joint Surg. Am. 1995 ; 77:1058-1064(2) Baumgaertner MR, Solberg BD : Awareness of tip-apex distance reduces failure of fixation of trochanteric fractures of the hip. J. Bone JointSurg.(Br) 1997 ; 79-B : 969-971

TransitionAreaITST アジアンショートネイル◦ 180mmアジアンショートネイルには、10mmから14mmまで1mm刻みの径があり、様々な髄腔形状に適合します。

◦ 太いネイル径までカバーするサイズバリエーションと複数の遠位固定オプションにより、転子部だけでなく転子下骨折への適応を有しています。

ITST ロングネイル◦ ITSTロングネイルには、10mmから13mmまで1mm刻みの径と、300mmから400mmまで20mm刻みの長さがあり、個々の患者に対し適切なインプラントの適合が得られます。

◦ R1905mmの前方弯曲は、ほとんどの患者の解剖構造に適合します。

◦ 近位ホールに前捻角15°が付いており、最も一般的な大腿骨頚部前捻角に適合します。

スライディングネイルキャップ
ラグスクリューのグルーブ（溝）とかみあい、骨折部の圧迫のためにスライディングを許容しながら、骨片の回旋を制御します。

ロッキングネイルキャップ
ラグスクリューのグルーブ（溝）にロックされ、構造的な安定性を必要とする症例においてラグスクリューのスライディングと回旋を防止します。

ITSTラグスクリュー◦ Ｊ型のラグスクリューフルートにより、ほとんどの骨タイプにおいてスクリューを容易に挿入できます。

◦ 11mm径のラグスクリューには、70mmから120mmまで5mm刻みの長さがあります。

◦ 特徴的なラグスクリューのネジ山谷形状は骨とインプラントとEngagedPositionの接触面を最大にし、インプラントの固定力を高めます。

Ordering Information
ITSTアジアンショートネイル（左右共通）
カタログNo.

品

名ITSTアジアンショートネイル
ITSTアジアンショートネイル
ITSTアジアンショートネイル
ITSTアジアンショートネイル
ITSTアジアンショートネイル

00-2256-180-1000-2256-180-1100-2256-180-1200-2256-180-1300-2256-180-14

ITSTロングネイル（左右あり）
規格規

医療機器製造販売承認番号 21100BZY00313000：M/DN髄内釘システム

ITSTラグスクリュー
カタログNo.

品

00-2256-002-2700-2256-002-3000-2256-002-3200-2256-002-35
00-2256-002-3700-2256-002-40
00-2256-002-4200-2256-002-4500-2256-002-47

ITSTラグスクリュー
ITSTラグスクリュー
ITSTラグスクリュー
ITSTラグスクリュー
ITSTラグスクリュー
ITSTラグスクリュー
ITSTラグスクリュー
ITSTラグスクリュー
ITSTラグスクリュー

名

規

格

11D×70mm
11D×75mm
11D×80mm
11D×85mm
11D×90mm
11D×95mm
11D×100 mm
11D×105 mm
11D×110 mm品

コーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリュー

名規

カタログNo.

規格5.5D×30mm
5.5D×35mm
5.5D×40mm
5.5D×45mm
5.5D×50mm
5.5D×55mm
5.5D×60mm
5.5D×65mm
5.5D×70mm
5.5D×75mm
5.5D×80mm

ITSTロッキングキャップ
カタログNo.
00-2259-008-0000-2259-008-0500-2259-008-10

品

名ITSTロッキング キャップ
ITSTロッキング キャップ
ITSTロッキング キャップ

規格0mm
5mm10mm※15mmはオプションサイズです。
医療機器製造販売承認番号 21100BZY00314000：M/DN髄内釘システム キャップ/ナット

ITSTスライディングキャップ
カタログNo.
00-2259-007-00
00-2259-007-0500-2259-007-10

品

名ITSTスライディングキャップ
ITSTスライディングキャップ
ITSTスライディングキャップ

規格0mm5mm10mm※15mmはオプションサイズです。
医療機器製造販売承認番号 21100BZY00314000：M/DN髄内釘システム キャップ/ナットITST遠位横止めスクリュー ご使用一覧

ガイドピン/スタイマンピン
47-2258-067-00
00-0409-021-00

名

医療機器製造販売承認番号 21100BZY00313000：M/DN髄内釘システム

医療機器製造販売承認番号 21100BZY00313000：M/DN髄内釘システム

カタログNo.

品

コーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリューコーティカルスクリュー00-2253-030-55
00-2253-035-55
00-2253-040-55
00-2253-045-55
00-2253-050-55
00-2253-055-55
00-2253-060-55
00-2253-065-55
00-2253-070-55
00-2253-075-55
00-2253-080-55

格

4.5D×25mm
4.5D×27.5mm
4.5D×30mm
4.5D×32.5mm
4.5D×35mm
4.5D×37.5mm
4.5D×40mm
4.5D×42.5mm
4.5D×45mm
4.5D×47.5mm
4.5D×50mm
4.5D×52.5mm
4.5D×55mm
4.5D×57.5mm
4.5D×60mm
4.5D×62.5mm
4.5D×65mm
4.5D×67.5mm
4.5D×70mm
4.5D×72.5mm
4.5D×75mm
4.5D×77.5mm
4.5D×80mm

右（R）
00-2257-300-1000-2257-300-1100-2257-300-1200-2257-300-1300-2257-320-1000-2257-320-1100-2257-320-1200-2257-320-1300-2257-340-1000-2257-340-1100-2257-340-1200-2257-340-13

ITSTロングネイル遠位横止めスクリュー（ロングネイル11〜13mm用）

ITST遠位横止めスクリュー
カタログNo.

左（L）
00-2257-300-00
00-2257-300-01
00-2257-300-0200-2257-300-03
00-2257-320-00
00-2257-320-01
00-2257-320-02
00-2257-320-03
00-2257-340-00
00-2257-340-01
00-2257-340-02
00-2257-340-03

医療機器製造販売承認番号 21100BZY00313000：M/DN髄内釘システム※115mm、120mmはオプションサイズです。
医療機器製造販売承認番号 21100BZY00313000：M/DN髄内釘システム

00-2253-025-4500-2253-027-4500-2253-030-4500-2253-032-4500-2253-035-4500-2253-037-4500-2253-040-4500-2253-042-4500-2253-045-4500-2253-047-4500-2253-050-4500-2253-052-4500-2253-055-4500-2253-057-4500-2253-060-4500-2253-062-4500-2253-065-4500-2253-067-4500-2253-070-4500-2253-072-4500-2253-075-4500-2253-077-4500-2253-080-45

格

10D×300
11D×300
12D×300
13D×300
10D×320
11D×320
12D×320
13D×320
10D×340
11D×340
12D×340
13D×340

10 D×180mm
11 D×180mm
12 D×180mm
13 D×180mm
14 D×180mm

品

名ラグスクリューガイドピン（滅菌済み）
スタイマンピン
（未滅菌）

規

格

3.2mm D
2.4mm×60mm

医療機器製造販売承認番号 22100BZX00587000：ガイドピン
医療機器製造販売承認番号 22100BZX00630000：髄内釘手術器械

ネイル種類
ITST アジアンショートネイル
ITST ロングネイル
ITST ロングネイル

サイズ

ご使用スクリュー

全サイズ
10mm
11mm〜13mm

4.5mm
4.5mm
5.5mm

ガイドワイヤー
カタログNo.

品

名規格47-2255-008-01
玉付きガイドワイヤー
3.0mm D×100cm
47-2237-037-00
スムースガイドワイヤー
3.0mm D×100cm※フレキシブルリーマー用です。
医療機器製造販売承認番号 22100BZX00602000：ステライル ガイドワイヤー

ジンマー バイオメット
本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
本社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目1番17号 神谷町プライムプレイス7階（代表）Fax. 03-6402-6620
Tel. 03-6402-6600
Tel. 03-6402-6600（代表）Fax. 03-6402-6620
http://www.zimmerbiomet.com/ja

http://www.zimmer.co.jp●カスタマーサービス（商品のご注文）● カスタマーサービス（商品のご注文）●修理のお問合せ

Tel. 0550-89-8522
Fax. 0120-89-3570
Tel. 0463-30-4801
Tel.0463-30-4821
0120-33-8507
Fax.

営業拠点
：札幌、仙台、北関東、東京、吉祥寺、横浜、名古屋、岡山、福岡
Tel.大阪、
03-6402-6603●製品のお問合せ© 2016 Zimmer Biomet G.K.
2003 Zimmer K.K.
ZJ-281-8（E）7/2017 ITST髄内釘システム

ZJ-281-7（E）8/2012 ITST髄内釘システム