ZJ-294-6 04.7.14 11:31 PM ページ 1

ADVANCING CR KNEE IMPLANT SOLUTIONSZJ-294-6 04.7.14 11:31 PM ページ 2

FOR THE CR SURGEON...
Who seeks a prosthesisthat emulates both theTF

深む

anatomy and function

をof the natural knee.にWho strives to give TKAと応

patients every opportunity

せto resume the activities
that define their lifestyle.

従でC屈靭運ZJ-294-6 04.7.14 11:31 PM ページ 3

THE INCREASING DEMAND
FOR HIGH FLEXION
深屈曲を伴う活動を行うことが可能であり、深屈曲を望む患者に対して、インプラントデザインが術後の可動域を制限してはなりません。最近は、多くの患者がTKA後に深屈曲を行う可能性を持ち、また深屈曲を実現したいと望んでいます。人工膝関節は、こうした患者の要求に応え、深屈曲の機会を増やすデザインでなければなりません。

従来の後十字靭帯温存型インプラントでも、深屈曲は可能ですが、安全に屈曲できるのは120°までです。NexGen
CR-Flex Kneeは、こうした患者のために、155°まで安全に屈曲できるようにデザインされています。また、後十字靭帯温存型に必要な、自然なロールバックを可能にする運動学的機能を備えています。

THE SPECIFIC DEMANDS
OF THE CR SURGEON
このNexGen CR-Flex Kneeは、 優れた臨床成績をもつ1,2 NexGen
CR Kneeの機能をさらに向上させたものです。深屈曲を可能にするばかりでなく、CR TKAにおいて直面する諸問題を解決できる新しいデザインとなっています。屈曲位できつく、伸展位で適度な膝関節に対しては、A/P寸法が2mm短いマイナスサイズのフェモラルコ
ンポーネントを選択することもできます。マイナスサイズのコンポーネントを使用すると追加の骨切除をせずに、屈曲ギャップと伸展ギャップのバランスをとることができます。

DESIGNEDS P E C I F I C A L LYFORTHECRSURGEONZJ-294-6 04.7.14 11:31 PM ページ 4

ACCOMMODATINGFLEXION TO 155゜
WITH KINEMATICROLLBACKCN

従来の人工膝関節のデザインでは、膝関節が深屈曲すると、後方顆部と脛骨関節面との接触面積は減少します。また、脛骨関節面前面と膝蓋靱帯とのインピンジメントにより、深屈曲は幾分制限される可能性があります。

このNexGen CR-Flex Kneeのデザインの特徴は、深屈曲における脛骨大腿骨間の接触面積を適切に保ち、膝蓋靱帯のために大きなクリアランTスを与えることです。こうした特徴により、NexGen CR-Flex Kneeは、運動学的に深屈曲角度を維持することができます。

内のいCLOWERED HEIGHT OF THE
LATERAL CONDYLE
高さの低い外側後方顆部は、深屈曲中の外側膝蓋支帯の緊張を緩和します。

後にWIDER INTERCONDYLAR OPENING
広い顆間窩は、深屈曲中の内旋/外旋を最適化し、PCL（後十字靭帯）に対し広いスペースを確保します。
LATERAL DISTAL RADIUS
EXTENDED POSTERIORLY
延長されたフェモラルコンポーネントの後方顆部により、生体に近いロールバックをより可能にします。
また、深屈曲位での脛骨大腿骨間の接触面積を確保します。

4

DEEPER ANTERIOR CUTOUT
前方カットアウトにより、深屈曲時の膝蓋靭帯のインピンジメントをできる限り最小限に抑えます。
NARROWER M/L WIDTH
狭いM/L幅は、コンポーネントの内外側の設置位置を良好にし、最適なパテラトラッキングを可能にします。

PA

後パENHANCED

CR-FLEXDESIGNF E AT U R E SラZJ-294-6 04.7.14 11:31 PM ページ 5

CONTINUING THE
NEXGEN CR TRADITION

CR-Flex Conformity Area(1:1.07)

TIBIOFEMORAL KINEMATICSTIBIOFEMORALCONFORMITY

内、外顆の曲率半径が異なるフェモラルコンポーネントの構造は、屈曲時における脛骨大腿骨関節間の生体に近フェモラルコンポーネントと関節面サーフェイスの曲率半径は1：1.07の適合率を

3

い非対称性のロールバックを再現しています。

有し、接触応力は広い範囲に分散されます。
CR TKAにおいて、延長されたNexGen CR-Flex Kneeの後方顆部は、生体に近い前後方向のロールバックを可能にします。

10゜
10゜
45゜

90゜

45゜90゜

PATELLOFEMORALARTICULATION
後方遠位に伸びたパテラグルーブは、屈曲角度105°までパテラが全接触できるようにデザインされており、パテラにかかる接触応力を減少します。

また、フラットに近いカーブ形状は回旋運動を許容します。

ZJ-294-6 04.7.14 11:31 PM ページ 6

OPTIONS TO FITSPECIFIC NEEDSPCP

MINUS SIZING OPTIONS

関CR TKAにおいて直面する大きなH問題の一つに、屈曲位ではきをつく、伸展位では適度な膝関節への対応があります。薄いこ

関節面サーフェイスを使用すPることで、この問題を解決できでる場合もありますが、伸展位でゆるるみを生じる可能性もあります。

有従来のCR TKAでは、靭帯を解離するか、あるPいは後方顆部をさらに切除することで、関節万のバランスをとります。

ん

NexGen CR-Flex Kneeには、伸展ギャップに影響を及ぼさずに、屈曲ギャップを調整する手段として、マイナスサイズのオプションがあります。このマイナスサイズのフェモラルコンポーネントを用いると、後方顆部を再切除したり、軟部組織を解離せずにギャップのバランスをとることができます。

PRECOATA D VA N C E D

POROUS

OFFERINGOFOPTIONSZJ-294-6 04.7.14 11:31 PM ページ 7

TM

PROLONG HIGHLY
CROSSLINKED
POLYETHYLENEINTERCHANGEABILITY

関節面サーフェイスは、Prolong代替型デザインへの変更が可能です。すべてのHighly Crosslinked Polyethylene

NexGen CRシリーズでは、同じ手術器械システムををご利用になれます。

ご利用になれます。

このProlong Highly Crosslinked
Polyethyleneは、表面摩耗を81％ま4で減少 させ、表層下疲労の原因となる圧縮および引張力に対して抵抗力を有します。
Prolongのエージング試験では、800万サイクルでも層状剥離は見られませんでした。*

術中に、後十字靭帯温存型デザインから後十字靭帯

ZJ-294-6 04.7.14 11:31 PM ページ 8

Prolong TM XL
CR サーフェイス

NexGen CR-Flexフェモラルコンポーネント●マイクロ

NexGen XL CR サーフェイスの厚さ20mmはオプションになります。

サイズ

サイズ

セメント

ポーラス

B- 左B- 右00-5956-012-01＊00-5956-012-02＊

00-5952-012-0100-5952-012-02

サイズ

セメント

ポーラス

- C- 左- C- 右- C- 左- C- 右00-5950-013-05
00-5950-013-06
00-5950-013-01
00-5950-013-02

00-5952-013-05
00-5952-013-06
00-5952-013-01
00-5952-013-02

B／１―２

マイ
クロ

PURPLE

B／３―４

STRIPE YELLOWス
タン
ダード- D- 左- D- 右- D- 左- D- 右00-5950-014-05
00-5950-014-0600-5950-014-01
00-5950-014-0200-5952-014-05
00-5952-014-06
00-5952-014-01
00-5952-014-02- E- 左- E- 右- E- 左- E- 右00-5950-015-05
00-5950-015-06
00-5950-015-01
00-5950-015-02

00-5952-015-05
00-5952-015-06
00-5952-015-01
00-5952-015-02

00-5950-016-05
00-5950-016-06
00-5950-016-01
00-5950-016-02- F- 左- F- 右- F- 左- F- 右カタログNo.

10mm
12mm
14mm
17mm

00-5952-020-1000-5952-020-1200-5952-020-1490-5952-020-17 ※

10mm
12mm
14mm
17mm00-5952-031-1000-5952-031-1200-5952-031-1490-5952-031-17 ※サイズ

C―F／１―２

STRIPE PURPLE

C―F／３―４ス
タYELLOWン
ダー C―F／５―６
ド00-5952-016-05
00-5952-016-06
00-5952-016-01
00-5952-016-02

医療機器製造販売承認番号：21500BZY00280000
販売名：NexGen プレコート人工膝関節
医療機器製造販売承認番号：22200BZX00787000
販売名：NexGen CR-FLEX ポーラス フェモラル＊医療機器製造販売承認番号：21500BZY00182000
販売名：NexGen CR-FLEXフェモラルコンポーネント

GREEN

C―F／７

BLUE

カタログNo.

10mm
12mm
14mm
17mm

00-5952-021-1000-5952-021-1200-5952-021-1490-5952-021-17 ※

10mm
12mm
14mm
17mm

00-5952-030-1000-5952-030-1200-5952-030-14
90-5952-030-17 ※

10mm
12mm
14mm
17mm

00-5952-040-1000-5952-040-1200-5952-040-1490-5952-040-17 ※

10mm
12mm
14mm
17mm

00-5952-050-1000-5952-050-1200-5952-050-14
90-5952-050-17 ※

医療機器製造販売承認番号：21500BZY00043000
販売名：ジンマー関節面サーフェイス※ 医療機器製造販売承認番号：21700BZY00595000
販売名：NexGen XL CRサーフェイス スクリュータイプ

CR-Flex互換表

フェモラルコンポーネント AP/ML
B
48.5/58

-C

C-D

D-E

E-F

F

51.5/60 53.5/60 55.5/64 57.5/64 59.5/68 61.5/68 63.5/72 65.5/72

ティビアルプレート AP/ML

12

オールポリパテラ●

344+567

径４１mmはオプションになります。
サイズ

カタログNo.

マイクロ

径26mm／厚7.5mm
径29mm／厚7.5mm
径32mm／厚7.7mm
径35mm／厚8.0mm

00-5972-061-26
00-5972-061-2900-5972-061-32
00-5972-061-35

ス
タン
ダード

径26mm／厚7.5mm
径29mm／厚8.0mm
径32mm／厚8.5mm
径35mm／厚9.0mm
径38mm／厚9.5mm

00-5972-065-26
00-5972-065-29
00-5972-065-32
00-5972-065-35
00-5972-065-38

医療機器製造販売承認番号：１６１００BZY０１０６４０００
販売名：ジンマー人工膝関節（１）ZJ-294-6 04.7.14 11:31 PM ページ 9

1200-5950-027-0100-5950-027-02

1200-5980-027-01
00-5980-027-02

344+00-5950-037-01
00-5950-037-0200-5950-037-12

3
44+00-5980-037-01
00-5980-037-02
00-5980-037-125
600-5950-047-01
00-5950-047-025
600-5980-047-01
00-5980-047-02

700-5950-057-01

700-5980-057-01

医療機器製造販売承認番号：16100BZY01064000
販売名：ジンマー人工膝関節（1）※ 医療機器製造販売承認番号：21500BZY00280000
販売名：NexGen プレコート人工膝関節

45mm
75mm

00-5950-067-4500-5950-067-75

1
200-5970-025-01
00-5970-025-02

344+00-5970-035-0100-5970-035-02-5
600-5970-045-01
00-5970-045-02

700-5970-055-01

医療機器製造販売承認番号：16100BZY01064000
販売名：ジンマー人工膝関節（1）100-5950-090-00

200-5950-067-00

ZJ-294-6 04.7.14 11:32 PM ページ 10

ティビアルオーギュメント（プレコートステムタイプ
ティビアルベースプレートのみ対応可能 ）サイズ

カタログNo.

サイズ

カタログNo.

16°
ハーフウェッジ, サイズ216°
ハーフウェッジ, サイズ316°
ハーフウェッジ, サイズ416°
ハーフウェッジ, サイズ516°
ハーフウェッジ, サイズ616°
ハーフウェッジ, サイズ700-5988-002-2000-5988-003-2000-5988-004-2000-5988-005-2000-5988-006-2000-5988-007-2010mmハーフブロック, サイズ110mmハーフブロック, サイズ210mmハーフブロック, サイズ310mmハーフブロック, サイズ410mmハーフブロック, サイズ510mmハーフブロック, サイズ610mmハーフブロック, サイズ700-5988-001-2700-5988-002-2700-5988-003-2700-5988-004-2700-5988-005-2700-5988-006-2700-5988-007-27

26°
ハーフウェッジ, サイズ226°
ハーフウェッジ, サイズ326°
ハーフウェッジ, サイズ426°
ハーフウェッジ, サイズ526°
ハーフウェッジ, サイズ626°
ハーフウェッジ, サイズ700-5988-002-2100-5988-003-2100-5988-004-2100-5988-005-2100-5988-006-2100-5988-007-21

22°
サードウェッジ, サイズ222°
サードウェッジ, サイズ322°
サードウェッジ, サイズ422°
サードウェッジ, サイズ522°
サードウェッジ, サイズ622°
サードウェッジ, サイズ700-5988-002-2200-5988-003-2200-5988-004-2200-5988-005-2200-5988-006-2200-5988-007-2215mmハーフブロック, サイズ115mmハーフブロック, サイズ215mmハーフブロック, サイズ315mmハーフブロック, サイズ415mmハーフブロック, サイズ515mmハーフブロック, サイズ615mmハーフブロック, サイズ700-5988-001-28 00-5988-001-38
00-5988-002-28 00-5988-002-38
00-5988-003-28 00-5988-003-38
00-5988-004-28 00-5988-004-38
00-5988-005-28 00-5988-005-38
00-5988-006-28 00-5988-006-38
00-5988-007-28 00-5988-007-38

5mmハーフブロック, サイズ15mmハーフブロック, サイズ25mmハーフブロック, サイズ35mmハーフブロック, サイズ45mmハーフブロック, サイズ55mmハーフブロック, サイズ65mmハーフブロック, サイズ700-5988-001-2600-5988-002-26
00-5988-003-2600-5988-004-26
00-5988-005-26
00-5988-006-26
00-5988-007-2620mmハーフブロック, サイズ120mmハーフブロック, サイズ220mmハーフブロック, サイズ320mmハーフブロック, サイズ420mmハーフブロック, サイズ520mmハーフブロック, サイズ620mmハーフブロック, サイズ700-5988-001-29 00-5988-001-39
00-5988-002-29 00-5988-002-39
00-5988-003-29 00-5988-003-39
00-5988-004-29 00-5988-004-39
00-5988-005-29 00-5988-005-39
00-5988-006-29 00-5988-006-39
00-5988-007-29 00-5988-007-3910mmフルブロック, サイズ110mmフルブロック, サイズ210mmフルブロック, サイズ310mmフルブロック, サイズ410mmフルブロック, サイズ510mmフルブロック, サイズ610mmフルブロック, サイズ700-5988-001-1000-5988-002-1000-5988-003-1000-5988-004-1000-5988-005-1000-5988-006-1000-5988-007-10

医療機器製造販売承認番号：21500BZY00114000
販売名：NexGen オーギュメント

右・外／左・内右・内／左・外右・外／左・内右・内／左・外

医療機器製造販売承認番号：21500BZY00114000
販売名：NexGen オーギュメント

ステム エクステンション（ステムタイプ
ティビアルベースプレートのみ対応可能 ）
サイズ

ストレート

オフセット

10mm dia. × 145mm
11mm dia. × 145mm
12mm dia. × 145mm
13mm dia. × 145mm
14mm dia. × 145mm
15mm dia. × 145mm
16mm dia. × 145mm

00-5988-010-1000-5988-010-1100-5988-010-1200-5988-010-1300-5988-010-1400-5988-010-1500-5988-010-16−00-5988-020-1100-5988-020-1200-5988-020-13
00-5988-020-1400-5988-020-1500-5988-020-16

12mm dia. × 200mm
14mm dia. × 200mm
16mm dia. × 200mm

00-5988-011-1200-5988-011-14
00-5988-011-16

00-5988-021-1200-5988-021-1400-5988-021-16

サイズ

ストレートオフセット

12.7mm dia. × 75mm
15mm dia. × 75mm

00-5988-012-1200-5988-012-15

医療機器製造販売承認番号：16100BZY01064000
販売名：ジンマー人工膝関節（1）−−ZJ-294-6 04.7.14 11:32 PM ページ 11

WOUND DEBRIDEMENT SYSTEM
Pulsavac Plus System
カタログNo.

品名00-5150-475-01

ファンスプレーキット

00-5150-482-01

ヒップキット

医療機器製造販売承認番号：20900BZY00049000
販売名：ジンマーデブリッドメントシステム

・パルス洗浄と吸引を同心円上で行なうパルサバッ
クプラスは、骨片やデブリスを効率よく除去し、脂肪塞栓の危険率を減少、骨セメント固定率をアップさせます。

膝用固定装具Perforated Vinyl knee Immobilizer
カタログNo.

サイズ

長さ(cm)

大腿径(cm)00-1876-503-12

S

3046〜5100-1876-504-12

M3051〜5600-1876-505-12

L3056〜6100-1876-503-19

S

4846〜5100-1876-504-19

M

4851〜5600-1876-505-19

L4856〜6100-1876-506-19

XL

4861〜66
薬事法規対象外・通気孔のあるフォーム素材で装着時の蒸れを防止し、膝関節置換術後の固定を実現します。

ZJ-294-6 04.7.14 11:32 PM ページ 12References:
1. Adam J. Schwartz MD, Craig J. DellaValle MD, Aaron G. Rosenberg MD,Joshua J. Jacobs MD, Richard A.
Berger MD, Jorge O. Galante MD:
Cruciate-retaining TKA Using a
Third-generation System with a
Four-pegged Tibial Component:
C l i n O r t h o p R e l a t R e s 2010:
Volume 468, Number 8, 2160-2167,
DOI: 10.1007/s11999-010-1360-2
2. J.-W. Park, Y.-H. Kim: Simultaneous
cemented and cementless total
knee replacement in the samepatients: J Bone Joint Surg 2011:VOL.93-B, No.11: 1479-1486
3.

Bertin KC, Komistek RD, Dennis
DA, Hoff WA, Anderson DT,Langer T. In vivo determination ofposterior femoral rollback for
subjects having a NexGen
posterior cruciate-retaining total
knee arthroplasty. J Arthroplasty.
December, 2002;17(8):1040-1048.

4. W e a r r e d u c t i o n o f 81% w h e ncompared to standard Zimmer
Knee polyethylene. The results ofin vitro wear tests have not beenshown to correlate with clinicalwear mechanisms. These highly
crosslinked components aredesigned for posterior ligament
retention and are intended to be
used as part of a cemented knee
system.
*Data on file. The results of in vitro
delamination tests have not beenshown to correlate with clinicaldelamination mechanisms.