DM6000B
Manual2009.03.05

目

次全体の構成 ...................................................................................................................................................... ３
Ⅰ．ＳＴＡＲＴ ＵＰ ........................................................................................................................................... ５■スマートタッチパネル ....................................................................................................................... ６■ファンクションキー ............................................................................................................................. ７■スマートムーブ ................................................................................................................................... ９■STP6000（オプション）...................................................................................................................１０■対物レンズの交換 .........................................................................................................................１１Ⅱ．操作方法 ................................................................................................................................................１３
１．顕微鏡の基本設定..............................................................................................................................................１３２．顕微鏡観察の詳細設定....................................................................................................................................１４透過光観察/蛍光観察/コンビネーションモード
３．ステージとフォーカスの設定 ...........................................................................................................................１７

Ⅲ．ＳＨＵＴＤＯＷＮ .....................................................................................................................................１９■油浸レンズのクリーニング..........................................................................................................２０

3

Ⅰ．ＳＴＡＲＴ ＵＰ①顕微鏡本体の電源スイッチを入れます。（下記いずれかのモデルとなります）
顕微鏡の初期化が行われるので、完了するまでお待ちください。

②落射蛍光用トランス電源スイッチを入れます。
電源スイッチを入れてから、５～10 分程度経過してからご使用下さい。
（下記いずれかのモデルとなります）

水銀ランプ（100Ｗ）
再点灯はランプハウスが冷えてから（15～30 分待って）行ってください。
また、ランプハウスは非常に高温となるため、使用後ビニールカバーをかけるときはご注意ください。

超高圧水銀ランプ（120Ｗ）
再点灯は５分ほど待ってから行ってください。（電源内部で点灯しているのでランプハウスはありません）

5■スマートタッチパネル

6■ファンクションキー
ファンクションボタン

意味

透過光：
BF

明視野(透過光)PH

位相差(透過光)

ICT

微分干渉コントラスト(透過光の DIC)

DF

暗視野(透過光)

POL

偏光(透過光)CHANGE_TL

透過光観察方法の切り替え

INT_TL_UP

照明の明るさ 増

INT_TL_DOWN

照明の明るさ 減

FD_TL_UP

視野絞り 開FD_TL_DOWN

視野絞り 閉

AP_UP

開口絞り 開AP_DOWN

開口絞り 閉SHUTTER_TL

透過光シャッター 開/閉

落射蛍光：
FLUO

蛍光観察（最後に使ったキューブを選択）

CUBE_n

ポジション”n”にある蛍光キューブを選択

CUBE_CW

時計回りに蛍光キューブを切り替え

CUBE_CCW

反時計回りに蛍光キューブを切り替え

CHANGE_FLUO

すべての蛍光キューブを連続切り替え

SHUTTER_FL蛍光シャッター 開/閉

FD_FL_UP

蛍光照明の視野絞り 開

FD_FL_DOEN

蛍光照明の視野絞り 閉

CHG_FW

フィルターホイール機能（以下）の切り替え

IFW

励起光フィルターホイールの起動（共焦点システムでは使用しません）

EXMAN

励起光バランス調整（共焦点システムでは使用しません）

FIM

励起光 光量調整（5 段階）

COMBI_CONT

位相差/蛍光、または微分干渉/蛍光の組み合わせ観察

CHG_COMBI

上記コンビネーションの切り替え

7ファンクションボタン

意味

カメラ：
CHG_TUBE

目視/撮影の光路切り替え

100%_VIS

目視ポートへの光量 100%

50：50

目視/撮影の光量 50: 50

100%_CAM

撮影ポートへの光量 100%

対物レンズ：
OBJ_n

ポジション”n”への対物レンズ切り替え

OBJ_1-7

対物レンズをポジション 1-7 へ順次切り替え

OBJ_7-1

対物レンズをポジション 7-1 へ順次切り替え

DRY/IMM

ドライ/液浸の切り替え

TOP_IN/OUT

コンデンサートップのスイングイン/アウト

SHEARING+

微分干渉対物プリズムの変更

Z_FINEZ フォーカスの微動切り替え

Z_COARSE

Z フォーカスの粗動切り替え

Z_FINE/COZ フォーカスの微動/粗動切り替え

FOCUS_POS

指定した Z フォーカスポジションへ移動

LOWER_Z_POS

Z フォーカスの下限ポジションへ移動

XY_PRECISE

XY ステージの微動切り替え

XY_FASTXY ステージの粗動切り替え

MEMn

登録したステージ位置”n”への移動

XYZ_MODEXY ステージ＋Z フォーカスの微動/粗動切り替え8

■スマートムーブと Z フォーカス、XY ステージ
Z フォーカスと XY ステージの駆動操作の方法には、顕微鏡本体とスマートムーブの 2 種類があります。

スマートムーブからの操作
ノブ(1, 2)を回転すると顕微鏡のステージ
13が XY 方向へ移動します。（電動ステージ導入時のみ有効）
ノブ(3)を回転すると、ステージが Z 方向に2動き、焦点を合わせることができます。

4

スマートムーブのファンクションボタン(4)は出荷時にプリセットされています。

１．X 移動ノブ（電動ステージ導入時）
２．Y 移動ノブ（電動ステージ導入時）
３．フォーカスノブ
４．ファンクションボタン

顕微鏡本体からの操作同軸ノブ(1, 2)を回転すると顕微鏡のステージが XY 方向へ移動します。
フォーカスダイアル(3)を回転すると、ステージが Z 方向に動き、焦点を合わせること1ができます。

23

１．X 移動ノブ
２．Y 移動ノブ
３．フォーカスダイアル

9■STP6000 について（オプション）
ライカ STP6000 はスマートムーブとスマートコントロールパネルを兼ね備えた外部コントローラーです。
顕微鏡システムの操作をより簡単に行うことができます。
STP6000 構成
STP6000 前面
１８２

１．タッチスクリーン
２．インフォメーションキー
３．４．ファンクションキー
５．Z ファインフォーカス
６．Z フォーカス

３４５

６７
７．Y 移動ダイアル．
８．X 移動ダイアル
STP6000 背面
９．電源スイッチ

９10

■対物レンズの交換対物レンズ交換の方法には、顕微鏡スマートタッチパネルと、ソフトウェアの 2 種類があります。

スマートタッチパネル
ナビゲーションパネルにあるを選択すると、右の画面が表示されます。
Objective Nosepiece
顕微鏡に登録されている対物レンズの倍率が表示されます。光路に入っているレンズは赤く表示されています。液浸のレンズには倍率の横に、水滴マークがあります
レンズ倍率を選択すると、レンズが自動で交換されます。液浸レンズ⇔ドライレンズを交換する場合は、２回ボタンを押すと交換されます。
ドライレンズ先端にオイルなどが付着しないよう、注意をしてください。

注意！
液浸（オイル、水、グリセリン）がサンプルに付着した状態でドライレンズに交換すると、ドライレンズの先端にオイルなどが付着してしまい、画像の劣化を招きます。
必ずオイルなどをふき取った上で、ドライレンズに交換してください。
オイルなどがドライレンズに付着してしまった場合には、画質の劣化を招きますので必ずクリーニングを行うようにしてください。

Tubu
観察光路の切り替えボタン
目視 100%

撮影 100%

目視/撮影 50%: 50%

Magnification-Changer
中間変倍レンズが入っている場合に、切り替えを行います11ソフトウェア LAS AFBeamPathSettings にある Objective をクリックして､使用する対物レンズを選択します。

光路に入っているそのシステムに対物レンズ取り付けてある
対物レンズ

液浸レンズ⇔ドライレンズの交換時は下記のメニューが表示されます。
液浸レンズ使用時は、必ずサンプル側に付着している液浸（オイル、水、グリセリン）を拭いてから、ドライレンズに交換するようにしてください。Yes ボタンでレンズが交換されます。

注意！
液浸（オイル、水、グリセリン）がサンプルに付着した状態でドライレンズに交換すると、ドライレンズの先端にオイルなどが付着してしまい、画像の劣化を招きます。
必ずオイルなどをふき取った上で、ドライレンズに交換してください。
オイルなどがドライレンズに付着してしまった場合には、画質の劣化を招きますので必ずクリーニングを行うようにしてください。

12

Ⅱ．操作方法
１．顕微鏡の基本設定
Status/Illumination メニュー
顕微鏡の電源を入れて初期化が終了すると、スマートタッチパネルに右の画面が表示されます。
顕微鏡基本設定メニュー

では、現在の選択されている観察方法を表示します。

透過光観察
右の例では TL ボタンが赤く表示されており、透過光観察が選択されていることを表しています。
TL-Shutter

で透過光シャッターのオン/オフを切り替えます。
このとき、Intensity：透過光の光量
Aperture：透過光開口絞り
Field：：透過光視野絞り
を、＋/－ボタンでそれぞれ調整することができます。
透過光観察の詳細設定は後述をご覧ください。

蛍光観察
IL ボタンを選択すると、蛍光観察に切り替わります。
透過光と同様に
Intensity：透過光の光量
Aperture：透過光開口絞り
Field：：透過光視野絞り
を、＋/－ボタンでそれぞれ調整することができます。
蛍光観察の詳細設定は後述をご覧ください。

13

２．顕微鏡観察の詳細設定
Contrast Methods メニュー
コントラスト方法メニュー

では、透過光、蛍光観察の詳細設定をそれぞれ行うことができます。
透過光観察Transmitted にある観察方法ボタンを選択してください。自動で観察方法が切り替わります。
BF：明視野観察
DF：暗視野観察（共焦点では使用しません）
DIC：微分干渉観察
POL：偏光観察TL-Shutter を押すと目視での観察ができます。
右の例では、微分干渉 DIC が選択されています。
このとき、
DIC-FineAdjustment：微分干渉対物プリズムを回転させて、コントラストを調整します。
観察しながら＋/－ボタンで回転角度を変更して、お好みのコントラストに合わせてください。
Prism：微分干渉対物プリズムの変更をします。プリズムを変更するとコントラストのつき方が変わります。
によってコントラストの調整を行うことができます。

透過光の光路切り替え
透過光観察は目視と共焦点撮影で、光路の切り替えを手動にて行う必要があります。
顕微鏡背面にある切り替えレバーを操作してください。

顕微鏡観察(目視)共焦点撮影

14蛍光観察Incident にある FLUO を選択してください。
顕微鏡に登録されている蛍光フィルターキューブがFluo-Filtercubes に表示されます。
観察したい波長のキューブを選択して、IL-Shutter を押してください。
水銀ランプのシャッターがオープンになり、目視で蛍光を観察することができます。

水銀ランプの光量は FIM（励起光調整フィルターホイール）によって調整をすることができます。
蛍光フィルターキューブは以下の表を参考にしてください。

蛍光フィルターキューブの種類
フィルター

代表的な試薬

励起レンジ

励起フィルターﾀﾞｲｸﾛｲｯｸﾐﾗｰ

吸収フィルターＡDAPI など

ＵＶ

ＢＰ３４０－３８０４００

ＬＰ４２５A4DAPI など

UV

ＢＰ３６０/４０４００

BP４７０/４０

Ｉ３

FITC など（ﾛﾝｸﾞﾊﾟｽ）

Ｂｌｕｅ

ＢＰ４５０－４９０

５１０

ＬＰ５１５Ｌ５

FITC など（ﾊﾞﾝﾄﾞﾊﾟｽ）

Ｂｌｕｅ

ＢＰ４８０/４０

５０５

ＢＰ５２７/３０

Ｎ２．１

ローダミンなど

Ｇｒｅｅｎ

ＢＰ５１５－５６０

５８０

ＬＰ５９０

コンビネーションモード
透過光と蛍光を切り替えて使用する場合は、Combi モードも使用することができます。
お使いの顕微鏡で使用可能な組み合わせが表示されています。右図の例は蛍光と微分干渉の組み合わせです。

ボタンを押すたびに蛍光と微分干渉が切り替わります。右図は蛍光フィルターキューブ
A（DAPI など）での蛍光観察です。

15

IL-Shutter を押すと蛍光観察ができます。
右図は Combi モードでの微分干渉観察です。
TL-Shutter を押すと透過光観察（微分干渉）が可能になります。
微分干渉観察の詳細は前述をご参照ください。

16

３．ステージとフォーカスの設定
Stage and focus controls メニュー
ステージ/フォーカスメニュー

から、XY ステージ（電動ステージのみ）とフォーカスの操作を行うことができます。
Z フォーカスと XY ステージの切り替えは、ボタンから行います。

Zフォーカス操作

現在のフォーカス位置

ボタンを押している間、登録したフォーカス位置に登録したフォーカス位置向かってステージが移動します。
ボタンを押している間、登録した下限位置に登録した下限位置向かってステージが移動します。

ステージ駆動の粗動（Coarse）/微動(Fine) 切り替えフォーカス位置、下限位置の登録/解除

登録したいフォーカス位置にステージを移動させたのち、（フォーカス）または(登録)またはしてください。ボタンが赤く表示されますので、い。

17（下限）のボタンを押（解除）を選択してくださXYステージ（電動ステージのみ）
電動ステージでは、XY 位置の登録を行い、その位置に移動することができます。
操作
登録したい XY 位置にステージを動かしたのち、ボタンで登録をしてください。登録した位置は、右図のように番号表示されます。

で登録した位置番号を選択して、を押すと、その位置にステージが移動します。
登録位置を変更するときは、位置番号を選択して、再度ボタンで登録を上書きしてください。

（顕微鏡を終了すると、登録は解除されます）

ステージ移動の粗動/微動切り替えはボタンで行ってください。

18

Ⅲ．ＳＨＵＴＤＯＷＮ①顕微鏡コントローラーにある本体スイッチを切ります。（下記いずれかのモデルとなります）②落射蛍光装置の電源トランススイッチを切ります。（下記いずれかのモデルとなります）
直後の再点灯は避けてください（下記参照）。

水銀ランプ（100Ｗ）
再点灯はランプハウスが冷えてから（15超高圧水銀ランプ（120Ｗ）～30 分待って）行ってください。

再点灯は５分ほど待ってから行ってくださ

また、ランプハウスは非常に高温となるたい。（電源内部で点灯しているのでランプめ、使用後ビニールカバーをかけるときハウスはありません）

はご注意ください。

③100W 水銀ランプの場合は、ランプハウスが冷えた後に顕微鏡カバーをかけてください。

19

■油浸レンズのクリーニング
使用したオイルレンズは、その日の内に必ずクリーニングしてください。特に倒立顕微鏡の場合はオイルが下部（レボルバー）へ垂れて行く可能性がありますので、レンズの周囲も確認してください。（なるべくオイルはレンズの先端のみにとどまるように気をつけてください）
放置すると故障の原因となる可能性があります。

クリーニング法
ペーパーは必ずレンズペーパーか綿棒を使用するようにしてください。キムワイプ・ティッシ
ュはレンズを傷つける恐れがありますので、使用しないでください。
（レンズそのものでなく、対物レンズの金属部分をクリーニングする場合はキムワイプでも構いません）
まずレンズペーパーまたは綿棒でレンズ上のオイルをざっと拭き取り、その後エタノール等を染み込ませたレンズペーパーまたは綿棒で数回、拭くたびに使用面を変えて拭き取ってください。

20

ライカ マイクロシステムズ株式会社 連絡先＜東京本社＞〒108-0072 東京都港区白金 1-27-6
白金高輪ステーションビル 6Ｆ
TEL：03-5421-2814
FAX：03-5421-2891＜大阪セールスオフィス＞〒531-0072 大阪市北区豊崎 5-4-9
商業第二ビル 10F
TEL：06-6374-9771
FAX：06-6374-9772

日本語サイト：
http://www.leica-microsystems.co.jp/website/su_jp.nsf
English site:
http://www.confocal-microscopy.com/website/sc_llt.nsf