ホーム > 製品情報 > プローブ関連 > 電流プローブ > ホール素子タイプSS-270 / SS-260 こちらは販売終了製品です。
/ SS-250 / SS240A

ホール素子タイプ 電流プローブ
電流プローブSS-270 / SS-260

電流プローブSS-250 / SS-240A

TOP

SS-270 / SS-260 / SS-250 / SS-240A
電流プローブ用電源

PS-26

SS-270 / SS-260

キャンペーン情報「電流プローブ お買い得キャンペーン実施中!」詳しくは→ こちらへ

SS-270 / SS-260 本体（電源が別途必要になります）■ 主な特長大電流

150A、500A 対応モデル

大口径のクランプ式電流測定
経路の切断なしで簡単に測定可能なクランプ式
過大入力時の簡易保護機能搭載
プローブ用電源を持たない測定器でも使用可能（オプションのプローブパワーサプライPS-26 による電源供給が可能）
薄膜ホール素子の採用で高感度■製品仕様
項目
標準価格（税別）
周波数帯域
最大許容入力電流

SS-270SS-260300,000円

250,000円

DC〜2MHz（−3dB）

DC〜10MHz（−3dB）

500A rms（最大入力範囲）

非連続で700A peak（最大ピーク電流）
電流プローブ SS-270/SS-260/SS-250/SS-240A - 岩崎通信機株式会社

出力感度0.01V/A

感度の確度

500Arms まで
1.0% of reading 5mV
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/accessories/03_07.html#PS-26（プローブ単体において）500Arms を越えて700A peak 以下、DC, およびAC45〜 66Hz の範囲で 2.0% of reading（プローブ単体において）
ノイズ

150A rms rms（最大入力範囲）

非連続で300A peak（最大ピーク電流）150Arms まで
1.0% of reading 1mV（プローブ単体において）150Arms を越えて300A peak 以下、DC, およびAC45〜 66Hz の範囲で 2.0% of reading（プローブ単体において）25mA rms以下（帯域20MHzのオシロスコープにて観測）

消費電力

7.2VA max

5.5VA max

電源電圧

12V 0.5V

12V 1V

使用温湿度範囲

0℃〜+40℃, 80%RH以下（結露しないこと）

保存温湿度範囲−10℃〜+50℃, 80%RH以下（結露しないこと）

動作高度
外部磁界の影響2022/10/

高度2000m以下（気圧最大800mA相当（DCおよび60Hz, 400A/mの交流磁界にて）約79kPa）屋内© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

最大150mA相当（DCおよび60Hz, 400A/mの交流磁界にて）1

3!34ージ

保存温湿度範囲−10℃〜+50℃, 80%RH以下（結露しないこと）

動作高度

高度2000m以下（気圧外部磁界の影響

最大800mA相当

約79kPa）屋内

最大150mA相当（DCおよび60Hz, 400A/mの交流磁界に（DCおよび60Hz, 400A/mの交流磁界にて）て）最高使用回路電圧

600V, CAT II（絶縁導体）

測定可能導体径

φ20mm

ケーブルの長さ

大きさ

センサケーブ
ル約2m

電源ケーブル

約1m

センサ部

約176W 69H 27D mm

ターミネーシ
ョン部

約27W 55H 18D mm

質量約520g

適合規格

約500g

安全性

EN61010 - 2 - 032 : 2002 B タイプ
測定カテゴリ Ⅱ,Ⅲ（予想される過度過電圧4000V）、汚染度2EMC

EN61326 - 1 : 2006

付属品

こちらは販売終了製品です。

取扱説明書(1)、ケース(1)

取扱説明書(1)、ケース(1)SS-250 / SS-240A

キャンペーン情報「電流プローブ お買い得キャンペーン実施中!」詳しくは→ こちらへ

SS-250 / SS-240A 本体（電源が別途必要になります）■ 様々なアプリケーションに対応

スイッチング電源、光ディスク製造ライン、半導体パワーデバイスなどの広帯域、電流波形観測に威力を発揮します。

■ 主な特長ミリアンペア・オーダの観測が容易なローノイズ特性

電流プローブ SS-270/SS-260/SS-250/SS-240A - 岩崎通信機株式会社

広帯域

2022/10/

DC〜100MHz(SS-250)/DC〜50MHz(SS-240A)

薄膜ホール素子の採用で高感度、広帯域化を実現

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/accessories/03_07.html#PS-26

2

オシロスコープから直接電源供給が可能なプローブ用電源搭載機種

・TS-81000, TS-80600, SS-7840H, SS-7840, SS-7830, TS-8500, SS-7825
電路の切断なしで簡単に測定可能なクランプ式
過大入力時の簡易保護機能搭載
プローブ用電源を持たない測定器でも使用可能（オプションのプローブパワーサプライ
PS-26による電源供給が可能）■ 製品仕様項目

SS-250SS-240A

280,000円

200,000円

周波数帯域

DC〜100MHz（−3dB）

DC〜50MHz（−3dB）

最大許容入力電流30A rms（最大入力範囲）、非連続で50A peak（最大ピーク電流）

標準価格（税別）

出力感度© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

0.1V/A

・0〜30A rms, DC, およびAC45〜66Hzの範囲で

過大入力時の簡易保護機能搭載
プローブ用電源を持たない測定器でも使用可能（オプションのプローブパワーサプライ
PS-26による電源供給が可能）

こちらは販売終了製品です。

■ 製品仕様項目

SS-250SS-240A

280,000円

200,000円

周波数帯域

DC〜100MHz（−3dB）

DC〜50MHz（−3dB）

最大許容入力電流

30A rms（最大入力範囲）、非連続で50A peak（最大ピーク電流）

標準価格（税別）

出力感度0.1V/A

感度の確度

・0〜30A rms, DC, およびAC45〜66Hzの範囲で1.0% of reading 10mA（プローブ単体において）・30A rmsを越えて50A peak以下、DC, およびAC45〜66Hzの範囲で2.0% of reading（プローブ単体において）ノイズ

2.5mA rms以下（帯域20MHzのオシロスコープにて観測）

消費電力

5.3VA max

5.6VA max

電源電圧

12V 0.5V

使用温湿度範囲

0℃〜+40℃, 80%RH以下（結露しないこと）

保存温湿度範囲−10℃〜+50℃, 80%RH以下（結露しないこと）

動作高度

高度2000m以下（気圧最大5mA相当（DCおよび60Hz,400A/mの交流磁界にて）外部磁界の影響約79kPa）屋内最大20mA相当（DCおよび60Hz,400A/mの交流磁界にて）最高使用回路電圧

300V, CAT I（絶縁導体）

測定可能導体径

φ5mm

ケーブルの長さ

大きさ

センサケーブル

約1.5m

電源ケーブル

約1m

センサ部

約175W 18H 40D mm

ターミネーション部

約27W 55H 18D mm

質量適合規格

約240g

約230g

安全性

EN61010-2-032:2002
測定カテゴリ I （予想される過度過電圧1500V）、汚染度2

EMC

EN61326:1997+A1:1988+A2:2001

付属品

取扱説明書(1)、ハードケース(1)※ 性能、確度に係わる項目は23℃ 5℃、電源投入後30分後の値です。
■ 特性図

SS-250

連続最大入力範囲（周波数ディレーティング）

3!34

ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/accessories/03_07.html#PS-26

3© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ージ

付属品

取扱説明書(1)、ハードケース(1)※ 性能、確度に係わる項目は23℃ 5℃、電源投入後30分後の値です。
電流プローブ SS-270/SS-260/SS-250/SS-240A - 岩崎通信機株式会社■ 特性図

SS-250

こちらは販売終了製品です。

2022/10/連続最大入力範囲（周波数ディレーティング）

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/accessories/03_07.html#PS-26

SS-240A

3連続最大入力範囲（周波数ディレーティング）※オシロスコープ本体にアクティブプローブ用電源端子を持っている機種ではそのまま使用することができます。またアクティブプローブ用電源端子のない機種では別売り電源（PS-26）を利用することにより本電流プローブを使用することができます。

※オシロスコープの入力BNC端子が外側ケースに埋まっており、SS-250/SS-240Aの接続に障害物があるもの（当社製では簡測王）につきましては、ジャックプラグの変換BNC接栓をご用意ください。

※SS-250/SS-240Aをプローブ用電源付きのオシロスコープでご使用され、被測定電流値が大きい場合、電流プローブ用電源PS-26が必要になることがございます。

※電流プローブ用電源PS-26は被測定電流値が大きい場合、SS-250/SS-240Aを2本同時に使用できない場合がございます。

注意

1.本製品は短絡、人身事故などを避けるために、最高使用回路電圧以下の電路で使用してください。

2.クランプコアの先端を開いたときの短絡、人身事故などを避けるために、裸導体には使用しないでください。

SS-270 / SS-260 / SS-250 / SS-240A / SS-240用パワーサプライ
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/accessories/03_07.html#PS-26

PS-26© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

4

3!34

2.クランプコアの先端を開いたときの短絡、人身事故などを避けるために、裸導体には使用しないでください。

SS-270 / SS-260 / SS-250 / SS-240A / SS-240用パワーサプライ

電流プローブ SS-270/SS-260/SS-250/SS-240A - 岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。

PS-26

2022/10/

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/accessories/03_07.html#PS-26

4ージPS-26
アクティブプローブ用電源を持たないオシロスコープでの測定時に使用する電流プローブ用電源です。

性能標準価格（税別）50,000円

適合電流プローブ

SS-270 / SS-260 / SS-250 / SS-240A / SS-240

電源コネクタ数2

出力電圧12V 0.5V

出力電流

最大600mA（各チャネルの総和値）

使用温湿度範囲

0℃〜+40℃, 80%RH以下（結露しないこと）

保存温湿度範囲−10℃〜+50℃, 80%RH以下（結露しないこと）

動作高度

高度2000mまで、屋内電源電圧

AC100V（120V, 220V, 240Vは設定可）（電源電圧に対し 10%の電圧変動を考慮しています。）

定格電源周波数50Hz / 60Hz

消費電力

最大20VA

外形寸法

約73W 110H 186D mm

質量約1.1kg（付属品を除く）

適合規格

付属品

安全性

EN61010-1：2001、汚染度2

EMC

EN61326:1997+A1:1998+A2:2001、EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995+A1:2001
電源コード(1)、取扱説明書(1)、スペアヒューズ(1)・100V/120V出荷時：100V, 120V用 F1.0 AL/250V、φ5 20mm
・220V/240V出荷時：220V, 240V用 F0.5 AL/250V、φ5 20mm

※ 被測定電流値が大きい場合、2本同時に使用できない場合がございます。

© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社ージ
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/accessories/03_07.html#PS-265