任意信号発生器

主な性能及び仕様•

AFG モードo 正弦波 180 MHz
o サンプリングレート1.2 GS/s （固定）o 垂直分解能 16ビット
o 出力振幅レンジ 12 Vp-p(50 Ω負荷）o 洗練されたDDSテクノロジー•

AWG モードo サンプリングレート600MS/s（補間フィル
ター使用時1.2 GS/s） 可変
o 垂直分解能 16ビット
o 8bitデジタル出力チャンネルo 波形メモリ長最大256 Mポイント/チャンネル
o 周波数帯域160 MHz（計算値）
o 出力振幅レンジ 12 Vp-p(50Ω負荷)

ARB Rider 2182 / 2184
テクニカルデータシート

Features & Benefits

2 ・ 4チャンネル/180MHz
ファンクションジェネレータ・任意信号発生器・デジタルパターンジェネレー
タ機能搭載のオールインワンモデル••

2 、4チャンネルアナログ出力

•
•
•
•
•

垂直分解能16 ビット•

使いやすいSimple Rider™ タッチスクリーン・
ユーザーインタフェース

最高サンプリング速度600MS/s（2倍補間機能
使用時1.2 GS/s）
周波数帯域 180 MHz
最大12 Vp-p（50Ω負荷）•

1 S / s から600MS / s(チャンネル結合時は
1 S / s から1．2GS / s)の可変サンプルレート、
垂直分解能16ビットのDACシステムで波形を忠実に 出力します。

•

任意波形メモリ最大256 Mポイント/チャンネルのロヱグメモリ搭載•

ミックスドシグナル出力‒デジタル回路の設計やデバッグ・検証を、2、4チャンネルのアナログ出力に同期した8チャンネルのデジタル出力で支援します。

•

使い易い2つの操作モードを搭載
Simple Rider AFG（DDS信号発生器モード）
True Arb（任意信号発生器モード）•

デジタル出力は、LVDS規格で最高600Mbps。
LVDSからLVTTLへのアダプターが使用可能です。

•

最大シーケンス数16384の革新的なシーケンサー
機能は、効率的なメモリ使用で複雑な波形シナリオを生成することができます。

•

Windowsベースのプラットフォームに7インチタ
ッチスクリーンとフロントパネル上のキーボードとロータリ－ノブを配置した使い易いユーザーインタ
ーフェース

•

ベンチトップに適したコンパクトな筐体。3U ‒ 10イン
チラックマウント規格サイズ•

LANインターフェースでのリモートコントロール

最大波形メモリ長256 Mポイント/チャンネル
アナログ出力チャンネルに同期した最大8チャンネ
ルのデジタル出力

Active Technologies
www.activetechnologies.it

アプリケーションオートモーティブ

最新の自動車には、高感度な電子部品を制御する、
複数の高度なECU（電子制御ユニット）が組み込まれています。
Arb Rider 2182/2184は、サンプリングレート
600MHｚ（チャンネル結合時1.2 GS/s）・垂直分解能16ビットのコンビネーションで、カーエレクトロニク
スの新しいテスト課題に適切に対応できる理想的なツールです。
••

CAN, CAN-FD, LIN, Flexray,SENT
エミレューション
EMIのデバッグ,トラブルシュート及び試験•

最大１２Vp-pの電気規格エミュレーション•

カーエレクトロニクスにおけるパワー
MOSFET回路の最適化

IoT・インダストリー4.0に最適なRF変調器

SPECIFICATION

研究開発向けアプリケーション
AWG2180シリーズは研究機関や大学での研究に有効な任意信号発生器です。
可変エッジ時間やマルチレベル等設定の自由度が高く、複雑で高度なパルスエミュレーションを容易に作成できます。 高速エッジ生成、優れたダイナミックレンジ、
使いやすいユーザーインターフェースの組み合わせは、
特定のテストボードを作成せずに信号をエミュレートできるので、スピントロンクス、加速器、トカマク、シンクロ
トロンなどの大規模な実験に取り組む科学者・エンジニ
アの要望に完全に対応します。
•
•
•
•
•

検出器のエミュレーション
ノイズ付加した信号源のエミュレーション
実信号の生成/発生
PRBSシーケンスの長期間エミュレーション
レーザーダイオードの変調及び駆動

航空宇宙・防衛システム向けアプリケーション
AWG2180シリーズはレーダーまたはソナーシステムのアプリケーションに最適な任意信号発生器です。高周波帯域をカバーしているので無線アプリケーション
やその他のI / Q信号変調用のデジタル変調システム
でも使用できます。
またパルス電子ビーム、X線源、フラッシュX線撮影、光パルスシミュレータ、高出力マイクロ波変調器などのア
プリケーションでユーザー定義のパルス波形を簡単に生成できます。
•••

周波数応答、相互変調歪み、雑音指数測定
PLL回路の同期保持範囲・周波数引込み範囲
に関する特性評価
レーダーのベースバンド信号エミュレーション

半導体の試験・評価

AWG2180シリーズは、このアプリケーションで優れた性能を発揮します。ワイヤレスデバイスやインダスト
リー4.0アプリケーションにおけるIoT上での動作のシミュレーションや試験を行うため、複雑なRF I / Q
変調をエミュレートする事が可能です。エンジニアは、波形をインポートしてDUTをエミュレート・ノイズなど波形に歪みを追加して、デバイスが規格に準拠するか試験を行うことなどができます。

ノイズや歪みを含めて生成された複雑な信号のエミュ
レーション機能は、電子部品や電気回路のコンプライア
ンス試験ツールとして、半導体エンジニアを支援します。
またスイッチング試験用のダブルパルス生成機能を使用して、最新の高速パワーデバイスの動特性評価が容易に行えます。
•••

クロック及びセンサー信号の生成
MOSFETゲートドライブ振幅信号エミュレー
ション
低インピーダンス出力機能 (出力インピーダン
ス：0 Ω)でのICのシーケンス試験

Active Technologies
www.activetechnologies.it

SPECIFICATION

Simple Rider AFG: ファンクションジェネレータモード
Simple Rider AFG のユーザーインターフェースは、タッチパネル用に設計されており、本機のすべての機能をすばやく操作できるようにデザインされています。機器の操作はタブレットやスマートホンのように、直感的かつシンプルに行えます。タッチパネルを数回の操作で自由に波形やデジ
タルパターンを生成することができます。
•••

画面をスワイプすることにより、波形のパラメータ
設定画面に簡単にアクセスできます。
•スクリーン上に表示されるバーチャルキーボードは波形パラメータの数値入力が、簡単に行えるようデザインされていますショートカットキーや分かり易いアイコンにより、機器のセットアップが簡単に行えます。

Simple Rider TrueArb: AWG and DPG モード
Simple Rider True-Arb インターフェースでは、ユーザ
ーはアナログ波形とデジタルパターンを最大16,384のシーケンス・ステップを、ループ、ジャンプ、条件分岐等のイベントを設定することによってシーケンスフローを定義し、複雑な波形パターンを容易に生成することができます。
アナログ出力信号と同期したデジタル出力信号の組み合わせで出力できるので、デジタル設計のトラブルシューティン
グと検証に理想的なツールとして使用できます。
各チャンネルで最大256Mサンプルの波形メモリ長と最大16,384のシーケンス・ステップ・最大4,294,967,294回の繰り返し設定が可能なArb-Rider2182/2184は、最も要求の厳しい技術的アプリケーションに最適なジェネレータ
です。
直感的でシンプルな波形シーケンサーのユーザーインターフ
ェースによって、画面を数回タッチするだけで、高度で複雑な波形シナリオを作成できます。

Arb Riderはリモートコントロールのためのイーサネットインターフェースを搭載しており、コントロールソフトの作成も容易に行えます。

Active Technologies
www.activetechnologies.it

SPECIFICATION

改訂日2020年4月6日

Document name AWG - 2182 / 2184 - Technical Specifications

特に指定のない限り、下記すべての仕様は代表値になります。 保証されている性能は、5°Cから40°Cの動作 温度範
囲内で最低2時間保管された校正済み機器を、自動校正後、±10℃以内で45分間のウォームアップを 行った後の性能を基準としています。

一般仕様
AWG-2182

AWG-2184

アナログ出力2

4

デジタル出力

0/8 – オプション

0/8 – オプション

マーカー出力1

1

チャンネル数AFG モードTrue Arbモード
動作モード
振幅範囲(50Ω into 50Ω)10 ～ 6Vp-p (12Vp-p ：オプション)

確度 (1kHz 正弦波, 0V オフセット,±(設定値の1%[Vp-p] + 5mV)

>5mVp-p 振幅, 50Ω ) (保証値)

分解能
出力インピーダンス<0.5mVp-p または 5 桁
シングルエンド: 50Ω, 低インピーダンス: 0Ω

DC
振幅範囲 (50Ω into 50Ω)1-3V ～ 3V (-6V ～ 6V ：オプション)±( |設定値|の1% + 10mV)

振幅確度 (保証値)

0dB または 20dB 選択可

出力 アッテネータ

AFG モード仕様
出力チャンネル
コネクタ形式BNC (正面パネル)

出力 形式

シングルエンド

出力 インピーダンス

1

ハイインピーダンス時、出力電圧は2倍になります。

50Ω または 0Ω (低インピーダンス) 選択可能

Active Technologies
www.activetechnologies.it

SPECIFICATION

一般仕様
動作形式

DDS モード

基本波形

正弦波, 方形波, パルス,ランプ波,ノイズ, DC, Sin(x)/x, ガウシア
ン, ローレンツ, 指数立上り, 指数立下り, ハーバーサイン

動作モード

連続, 変調, スイープ, バースト

任意波形

垂直分解能: 16ビット 波形長: 16,384 ポイント

内部トリガータイマー
範囲
分解能
確度

13.4ns ～ 100s
104ps±(設定値の0.1% + 5ps)

AWG-2182/2184
正弦波
周波数 範囲 (50Ω into 50Ω)

1 μHz ～ ≤ 150 MHz: 6 Vp-p
>150 MHz ～ ≤ 180 MHz: 5 Vp-p
HV オプション:
1 μHz ～ ≤ 50 MHz: 12 Vp-p
>50 MHz ～ ≤ 60 MHz: 10 Vp-p
>60 MHz ～ ≤ 100 MHz: 8 Vp-p>100 MHz ～ ≤ 150 MHz: 6 Vp-p
>150 MHz ～ ≤ 180 MHz: 5 Vp-p

最高周波数
平坦度 (1Vp-p, 1 kHz)

高調波歪(1Vp-p)

180 MHzDC ～ 180 MHz: ±0.5dB

1 μHz ～ ≤ 20 kHz: <-75dBc>20 kHz ～ ≤ 1 MHz: <-70dBc>1 MHz ～ ≤ 10 MHz: <-65dBc>10 MHz ～ ≤ 50 MHz: <-55dBc>50 MHz ～ ≤ 120 MHz: <-45dBc>120 MHz ～ ≤ 180 MHz: <-40dBc

Active Technologies
www.activetechnologies.it

全調波歪 (1Vp-p)

スプリアス (1Vp-p)( fSa-fOut, fSa-2*fOutを除く)

SPECIFICATION

10 Hz ～ 20 kHz: <0.04%

1 μHz ～ ≤ 10 MHz: <-80dBc>10 MHz ～ ≤ 180 MHz:<-80dBc + 6dBc/オクターブ

位相ノイズ (1Vp-p, 10kHz オフセット)

10 MHz: < -127dBc/Hz (代表値)
100 MHz: < -115dBc/Hz (代表値)

方形波
周波数 範囲

1 μHz ～ 80 MHz: 6Vp-p
HV オプション:
1 μHz ～ ≤ 30 MHz: 12Vp-p>30 MHz ～ ≤ 50 MHz: 11Vp-p>50 MHz ～ ≤ 70 MHz: 10Vp-p>70 MHz ～ ≤ 80 MHz: 9Vp-p

立上り/立下り時間
オーバーシュート (1Vp-p)
ジッター (rms)

4ns
<1%
<2ps

パルス
周波数範囲

1 μHz ～ 80 MHz: 6Vp-p
HV オプション:
1 μHz ～ ≤ 3 MHz: 12Vp-p>3 MHz ～ ≤ 10 MHz: 11Vp-p>10 MHz ～ ≤ 70 MHz: 10Vp-p>70 MHz ～ ≤80 MHz: 9Vp-p

パルス幅5ns ～ (周期 – 5ns)

パルス幅分解能20ps または 15 桁

エッジトランジション時間

4ns ～ 1000s

エッジトランジション時間設定分解能

2ps または 15 桁

パルスデューティー比0% ～ 100% ：14 桁 (パルス幅により制限あり)

オーバーシュート (1Vp-p)<1%

ジッター (rms, 立上り/立下り時間 ≥4ns)<2ps

Active Technologies
www.activetechnologies.it

SPECIFICATION

ダブル パルス
周波数 範囲

1 μHz ～ ≤ 3 MHz: 12Vp-p>3 MHz ～ ≤ 50 MHz: 6Vp-p
Vp-p = |Vp-p1| + |Vp-p2|
HV オプション:
1 μHz ～ ≤ 3 MHz: 24Vp-p>3 MHz ～ ≤ 10 MHz: 11Vp-p>10 MHz ～ ≤ 50 MHz: 10Vp-p
Vp-p = |Vp-p1| + |Vp-p2|

上記以外のパルスパラメータ

パルスと同じランプ波
周波数範囲
リニアリティー (<10 kHz, 1Vp-p, 100%)
シンメトリ

1 μHz ～ 5 MHz≤0.1%
0% ～ 100%

その他波形
周波数 範囲指数立上り,指数立下り

1 μHz ～ 5 MHz

Sin(x)/x, ガウシアン, ローレンツ,ハーバーサイン

1 μHz ～ 10 MHz

加算ノイズ
周波数帯域 (-3dB)
ノイズレベル
分解能>200 MHz
0V ～ 6V – |最大キャリア [Vpk]|
1mV

任意波形
波形メモリ長2 ～ 16,384

周波数範囲

1 μHz ～ ≤ 80 MHz

周波数帯域 (-3 dB)

87.5 MHz

立上り/立下り時間

4ns

ジッター (rms)<2psActive Technologies
www.activetechnologies.it

SPECIFICATION

周波数分解能正弦波, 方形波, パルス, 任意波形, Sin(x)/s
ガウシアン, ローレンツ, 指数立上り, 指数立下り, ハーバーサイン

1 μHz または 15 桁
1 μHz または 14 桁

周波数確度
任意波形以外任意波形

設定値の±2.0 x 10-6
設定値の±2.0 x 10-6 ±1 μHz

変調
AM
キャリア波形

基本波形 (パルス, DC , ノイズを除く), 任意波形

変調 ソース

内部

内部変調波形

正弦波, 方形波, ランプ波, ノイズ, 任意波形

変調周波数500 μHz ～ 48 MHz

変調度

0.00% ～ 120.00%

FM
キャリア波形

基本波形 ( パルス, DC, ノイズを除く), 任意波形

変調 ソース

内部

内部変調波形

正弦波, 方形波, ランプ波, ノイズ, 任意波形

変調周波数500 μHz ～ 48 MHz

ピーク偏差範囲

DC ～ 180 MHz

PM
キャリア波形

基本波形 (パルス, DC,ノイズを除く), 任意波形

変調ソース

内部

内部変調波形

正弦波, 方形波, ランプ波, ノイズ, 任意波形

変調周波数500 μHz ～ 48 MHz

位相偏差範囲0° ～ 360°

FSK
キャリア波形

基本波形 (パルス, DC,ノイズを除く), 任意波形

変調 ソース

内部

内部変調波形方形波

キーレート500 μHz ～ 48 MHz

偏移周波数

1 μHz ～ 180 MHz

キーの数

2

PSK

Active Technologies
www.activetechnologies.it

SPECIFICATION

キャリア波形

基本波形 (パルス, DC,ノイズを除く), 任意波形

変調ソース

内部

内部変調波形方形波

キーレート500 μHz ～ 48 MHz

偏移位相0° ～ +360°

キーの数

2

PWM
キャリア波形パルス

変調 ソース

内部

内部変調波形

正弦波, 方形波, ランプ波, ノイズ, 任意波形

変調周波数500 μHz ～ 48 MHz

偏差範囲

パルス周期の0% ～ 50%

スイープ
タイプ

リニア,対数,階段, ユーザー定義

形式波形

基本波形 (パルス, DC ,ノイズを除く), 任意波形

スイープ時間ホールド/リターン時間

40ns ～ 2000s
0 ～ (2000s – 40ns)

スイープ/ホールド/リターン時間分解能

20ns または 12桁

総スイープ時間確度

開始/停止周波数範囲

トリガーソース≤0.4%

正弦波: 1 μHz ～ 180 MHz
方形波: 1 μHz ～ 80 MHz

内部 / 外部 /マニュアル

バースト
波形形式

基本波形 (DC, ノイズを除く), 任意波形

タイプ

トリガーまたはゲート

バーストカウント

1 ～ 4,294,967,295 回 または 無限

True Arb モード 仕様
出力チャンネル
コネクタ形式BNC (正面パネル)

出力 形式

シングルエンド DC結合

出力インピーダンス

50Ω または 0Ω (低インピーダンス)

Active Technologies
www.activetechnologies.it

SPECIFICATION

一般仕様
動作方式

可変クロック (True Arbitrary)

動作モード

連続,トリガー後連続, シングル/バースト, ステップ, アドバンス
16ビット

垂直分解能

16 ～ 2M サンプル/チャンネル

波形長(256Mサンプルまで オプション)
1(メモリ長＞384サンプル)

波形メモリ設定分解能8(16≦メモリ長≦384サンプル)

1 ～ 16,384

シーケンス数

1 ～ 4,294,967,295 または 無限

シーケンスリピート回数
タイマー
タイマー範囲23.52ns ～ 7s

タイマー分解能±1 サンプリングクロック

スキューコントロール
範囲

0 ～ 6.59 us (内部サンプリングレートによる)分解能

チャンネル 1/2 ～ チャンネル 3/4: ≤ 5ps,
チャンネル 1/3 ～ チャンネル 2/4: 1 DAC サンプリング周期

確度±(設定値の1%+ 20ps)

初期スキュー<200 ps

周波数帯域(計算値)≥160 MHz(0.35 / 立上り または 立下り時間2)
高調波歪 (正弦波 32 ポイント, 1Vp-p)< -62dBc (@ 600MS/s, 18.75 MHz)

スプリアス (正弦波 32 ポイント, 1Vp-p)< -80dBc (@ 600MS/s, 18.75 MHz)SFDR (正弦波 32 ポイント, 1Vp-p,高調波を含む)< -62dBc (@ 600MS/s, 18.75 MHz)

≤2.2ns

立上り/立下り時間
2(1Vp-p シングルエンド 10% ～ 90%)22倍補間なしActive Technologies
www.activetechnologies.it

オーバーシュート (1Vp-p シングルエンド)2

SPECIFICATION< 2%

タイミングとクロック
サンプリングレート
範囲

1 S/s ～ 600 MS/s (1 S/s ～ 1.2 GS/s 2倍補間機能)

分解能

16 Hz

確度

±2.0ppm

クロックパターンランダムジッター (rms)<2ps

デジタル出力 (オプション)
出力チャンネル
コネクタ形式Mini-SAS HD コネクタ (背面パネル) (独自ピン配列)

コネクタ数

1

出力ビット数

8ビット

出力 インピーダンス

100Ω 差動

出力形式

LVDS

立上り/立下り時間 (10% ～ 90%)

<1ns

ジッター (rms)20ps

最高更新速度

600 Mbps

波形メモリ長2Mサンプル/デジタルチャンネル(256Mサンプルまでオプション)

8ビット LVDS - LVTTL コンバータープローブ(オプション AT-DTTL8)出力コネクタ
出力形式
出力インピーダンス

20 ピン 2.54 mm 2 列 IDC ヘッダ
LVTTL
50Ω (公称)Active Technologies
www.activetechnologies.it

SPECIFICATION

0.8V ～ 3.8V 可変

出力電圧125Mbps@0.8V および 400Mbps@3.6V

最高更新速度W 52mm – H 22mm – D 76mm

外形寸法
入力コネクタ

Proprietary standard

ケーブル長

1m
Proprietary standard

ケーブルタイプ

Proprietary Mini SAS HD - SMA ケーブル
(オプション)

出力コネクタ

SMA

出力形式

LVDS

SMAコネクタ数

16 (8ビット)ケーブルタイプ

Proprietary standard
1m

ケーブル長

外部入出力仕様
AWG-2182

AWG-2184

BNC (正面パネル)

BNC (背面パネル)

マーカー出力コネクタ 形式
コネクタ数
出力 インピーダンス

1
50 Ω

出力電圧 (50 Ω負荷)
振幅
分解能
確度
立上り/立下り時間 (10% ～ 90%, 2.5Vp-p)
ジッター (rms)
スキュー(マーカーからアナログ出力)

1V ～ 2.5V
10mV±(設定値の2%+ 10mV)<700ps20ps

Active Technologies
www.activetechnologies.it

範囲

SPECIFICATION

True Arb モード: 0 ～ 3μs
AFG モード: 0 ～ 14s (連続モード)

分解能

0 ～ 3μs (トリガーモード)
True Arb モード: 78ps,
AFG モード: 39ps

確度±(設定値の1%+ 140 ps)< 1 ns

初期スキュー
トリガー/ゲート入力
コネクタ

BNC (正面パネル)

BNC (背面パネル)

入力インピーダンス50Ω / 1kΩ 選択可能

スロープ

正または負または両方

入力損傷電圧<-15V または >+15V

スレッショルド電圧範囲
分解能
スレッショルド電圧確度
入力電圧レベル
最小パルス 幅 (1Vp-p)
初期遅延時間(トリガー,ゲート)-10V ～ 10V
10mv±( |設定値|の10% + 0.2V)
0.5Vp-p 以上
3ns
AFG モード: <400 ns (<460 ns トリガースイープモード)
True Arb モード: <131*DAC サンプリング周期 + 22.5
ns(<143*DAC サンプリング周期+22.5 ns 2倍補間機能)

遅延ジッター(トリガーから出力)

AFG モード: <45ps
True Arb モード: 0.29*DAC サンプリング周期

最高周波数

AFG モード: 65 MTps (立上り/立下り),
80 MTps (ダブルエッジ)
True Arb モード: 42.5 MTps
(MTps = Mega Transitions per second)

外部クロック入力
コネクタ 形式
入力インピーダンス
入力電圧範囲SMA (背面パネル)
50Ω, AC 結合-4 dBm ～ 11dBm 正弦波 または 方形波(立ち上がり時間(10%-90%) <1ns かつ デューティー比
40% ～ 60%)

損傷レベル

+14dBmActive Technologies
www.activetechnologies.it

SPECIFICATION

周波数範囲

5 MHz ～ 100 MHz

基準クロック出力
コネクタ 形式

SMA (背面パネル)

出力 インピーダンス

50Ω, AC 結合

周波数10 MHz確度±2.0x10-6

エイジング±1.0x10-6/年

振幅

1.65V

ジッター(rms)

<20ps

電源仕様
電源電圧

100 ～ 240VAC ±10% @ 45 Hz - 66 Hz
100W

最大消費電力環境仕様
温度範囲 (動作)+5°C ～ +40°C (+41°F ～ 104°F)

温度範囲 (非動作)-20°C ～ +60°C (-4°F ～ 140°F)

湿度範囲 (動作)5% ～ 80% 最大湿球温度29℃、+40℃以下, (上限は＋40℃で相対湿度20.6%にディレーティング).結露しないこと

湿度範囲 (非動作)5% ～ 95%(相対湿度)最大湿球温度 40℃、+60℃以下,上限は＋60℃で相対湿度29.8％にディレーティング.結露しないこと

高度(動作)

最高3,000 メートル (9,842 フィート) 25°C以下

高度(非動作)

最高12,000 メートル (39,370 フィート)

EMC(電磁適合性)および安全性
コンプライアンスCE準拠

電気的安全性EN61010-1

規格EN 61326-1:2013 –
計測用,制御用及び試験室用の電気装置電磁両立性要求事項
第一部: 一般要求事項

イミュニティ

EN 61326-1:2013

Active Technologies
www.activetechnologies.it

SPECIFICATION

システム仕様AWG-2182
ディスプレイAWG-2184

7インチ, 1024x600, 静電容量式タッチパネルLCD
Windows 10

OS
外形寸法

W 445 mm – H 135 mm – D 320 mm(3U 10インチラックマウント)
6.25 kg

重さ
入出力端子(正面パネル)

CH1, CH2 出力 (BNC)

CH1, CH2 出力 (BNC)

マーカー出力 (BNC)

CH3, CH4 出力 (BNC)

トリガー入力 (BNC)
入出力端子(背面パネル)

外部基準クロック入力 (SMA)

外部基準クロック入力 (SMA)

外部基準クロック出力 (SMA)

外部基準クロック出力 (SMA)

外部モニターポート

マーカー出力 (BNC)

DIGITAL POD A[7..0]

トリガー入力 (BNC)

USB 2.0以上×1

外部モニターポート

イーサネット (10/100/1000BaseTDIGITAL POD A[7..0]

Ethernet, RJ45)

USB 2.0以上×1

PS/2 キーボード・マウスポート×2

イーサネット (10/100/1000BaseT
イーサネット, RJ45)
PS/2 キーボード・マウスポート×2

ハードディスクプロセッサ
プロセッサーメモリ

240 GB以上 SSDIntel® Celeron J1900, 2 GHz (以上)
4 GB以上注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず〈「取扱説明書」の中の「安全上のご注意」〉をよくお読みください。
〈水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所〉に設置しないでください。
〈火災、感電、故障〉などの原因となることがあります。

お願い: 本カタログの最新情報は、当社のホームページでご確認いただくようお願い申し上げます。

お客様フリーダイヤル

受付時間 土日祝日を除く営業日の9:00 〜 12:00/13:00 〜 17:00

技術的なお問い合わせ
修理･校正に関するお問い合わせ

0120-102-389

E-mail : info-tme@iwatsu.co.jp

0120-086-102

岩通マニュファクチャリング株式会社〒965-0855福島県会津若松市住吉町23-7 FAX 0242-26-4348● 本製品の中には外国為替及び外国貿易法の規定により規制貨物（ 又は技術）に該当する製品があり、 該当する製品を輸出する場合は日本政府の輸出許可が必要です。該当する製品か否かについては本社又は営業所にお問い合わせください。
● 製品改良等により、外観および性能の一部を予告なく変更することがあります。
● 取扱説明書の追加および検査成績書は有償にて申し受けます。
● お問い合わせは、下記営業担当部門等または取扱店へどうぞ。
● ここに記載しました内容は2019年6月現在のものです。
● 価格は変更の可能性があります。ご注文の際にはご確認を頂けますようお願い申し上げます。

※ 製品を廃棄する場合には、法律ならびに地方自治体の条例･規則に従って廃棄してください。
※ 社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。
※ 在 庫 完 売後 廃 止製品につきましてはご面倒ですが必ず 担当営業 員にご 確 認ください。

●ご相談／お問い合せは

URL : http://www.iti.iwatsu.co.jp/
第二営業部

計測営業担当〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41
TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492

第二営業部 アカウント営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41
TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492
第二営業部

国際営業担当〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41
TEL 03-5370-5483 FAX 03-5370-5492

西日本支店

計測営業担当〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-3-6 山岡ビル1F
TEL 06-6535-9200 FAX 06-6535-9215