Zimme­­r®
NexGen® LPS-Flex
Fixed and Mobile
Bearing
Knee

Accommodating deep flexion & Successful clinical historyZimme­­r®
NexGen®
LPS-Flex
Fixed Bearing
Knee

The anatomy of flexion
日常生活の多くの活動は、120°以上の屈曲を必要とします。階段を上る（75-140°）、椅子に座るまたは立ち上がる（90-130°）、しゃがむ（130-150°）などがこれにあたります 1。深屈曲を伴う活動が可能であり、またそれを望む患者に対して、インプラントデザインが術後の可動域を制限することは避けなければなりません。NexGen® LPS-Flex Fixed Bearing Knee は、深屈曲を伴う日常活動に適応できるよう開発されました。

延長されたパテラグルーブ
屈曲時のフェモラルコンポーネントとパテラとのコンタクトエリアを拡大

深い前方フランジ
伸展および屈曲時のパテラ
トラッキングを補助改良されたカム /スパインメカニズム

深い前面カットアウト

深屈曲時における安定性、
後方のクリアランス、亜脱臼に対する抵抗力向上

伸筋メカニズムに大きなクリアランスを与え、緊張を軽減

LPS-Flex Fixed Bearing Knee
フィックスドベアリング関節面サーフェイスは、既存のNexGen® ティビアルベースプレート（ステムエクステンショ
ンやティビアルオーギュメント使用可能）と適合し、同じポリエチレンロッキングメカニズムを採用しています。
ティビアルコンポーネントの挿入には、既存のNexGen 手術器械を使用します。

LPS-Flex
フェモラル
コンポーネント1

パテラ
コンポーネント

LPS-Flex
フィックスド関節面
サーフェイスステム
ベースプレート（プレコート）

モジュラー
ティビアル
オーギュメント

ストレートおよびオフセットステム
エクステンションZimme­­r®
The Best Thing Next to Bone™
NexGen®
Trabecular Metal は海綿骨と類似した物理的・機械的特性を持ち、安定した初期固定を実現するとともに、ストレスシールディングやリフトオフ
Trabecular Metal™ の低減に貢献します。
TM

内部まで連続している気孔により、骨形成およびボーイングロースが広範
囲において速やかに行われます。
また関節面サーフェイスには、層状剥離や摩耗に対し高い耐性を持つ
Prolong® Highly Crosslinked ポリエチレンサーフェイス 2 が使用可能です。

Trabecular Metal™ テクノロジー
骨セメントの有無を問わず骨接合面での固定性を強化

モジュラー式デザイン
NexGen® CR-Flex または LPS-Flex の Prolong®
ポリエチレン関節面サーフェイスが使用可能

六角形のペグ
骨と良好に結合し固定性が向上

中央突出部

薄型トレー

ロッキングスクリュー用の中央突出部を Trabecular Metal™
材料で被覆し、ボーンイング
ロース面を拡大

Minimally Invasive Solution™
手技に対応し、患者様のより早い復帰をサポート

深屈曲

Trabecular Metal™ による被覆

良好なボーンイングロースをもたらすデザイン

・膝の自然なキネマティクスと最大 155°までの能動性屈曲の回復をサポートします。

・骨との接触面が完全にTrabecular Metal™ 製である
ため、広範囲で早期にボーンイングロースが起こり、ストレスシールディングやリフトオフの予防に役立
ちます 3,4。

・六角形のペグは大腿骨両顆部からの荷重部分と一致し、脛骨の骨密度が最も高い領域に結合します 2。

・17mm 関節面サーフェイスは
ロッキングスクリューにより、脛骨トレーに強固に固定されます。

・Trabecular Metal™は他のインプラント素材よりも摩擦係数が高く、またプレスフィットペグの効果によって、初期固定性が向上します 5。

・六角形のペグよりも小さいドリル
ホールに打ち込むことで、強固な固定が実現します。

2

Zimme­­r®
NexGen®
LPS-FlexMobile Bearing
Knee

A more forward in mobile bearing design
モバイルベアリング関節デザインの改良点は前方回旋軸（anterior
pivot）にあります。Prolong® Highly Crosslinked Polyethylene を組み合わせた NexGen® LPS-Flex Mobile Bearing Knee は、自然な膝関節運動を再現し、深屈曲を実現しながらポリエチレンの摩耗を減らすことができます。

深い前方フランジ
伸展および屈曲時のパテラ
トラッキングを補助

Prolong®
関節面サーフェイス
フリーラジカルを最小限に抑え、優れた耐酸化性を実現

深い前面カットアウト
伸筋メカニズムに大きなクリアランスを与え、緊張を軽減研磨されたティビアル
ベースプレート
関節面サーフェイスによる摩擦係数を低下させる
デザイン

前方の回旋軸独自のモバイルデザインが、自然な膝関節運動を再現

前方レール・関節面サーフェイスと併せ、37°の回旋を許容
・関節面サーフェイスのスピン
アウトを防止3

Clinical History

Successful Clinical History
LPS-Flex Mobile Bearing Knee の臨床実績は、長年の臨床実績と公表された各種試験成績により裏付けられ、欧州および日本においては、10 年以上の臨床実績があります。
・LPS-Flex Mobile Bearing Knee を使用した場合、既存文献で報告されている同等クラスのモバイルベアリン
グデザインに比べて、大きく術後屈曲角が得られた 6。
・LPS-Flex Mobile Bearing Knee を使用した患者の膝関節運動のパターンが、健常な膝関節を有する対照群とほぼ同じであった 7。
・膝蓋骨インプラントとインプラントを使用していない健常膝関節の膝関節運動が、ほぼ同じであった 8。

LPS-Flex Mobile Bearing Knee
モバイルベアリング関節面サーフェイスは、
LPS-Flex フェモラルコンポーネントとモバイル専用のティビアルベース
プレート（ステムエクステンション使用可能）と適合します。
コンポーネントの挿入には、既存のNexGen 手術器械を使用します。

LPS-Flex
フェモラル
コンポーネントパテラ
コンポーネント

LPS-Flex
モバイル関節面
サーフェイス

フルーテッドステム
モバイルベースプレート（プレコート）ストレートおよびオフセットステム
エクステンション4

Why Prolong Highly CrossLinked Polyetylene
Prolong® ポリエチレンは、摩耗の低減において飛躍的な進歩を遂げました。
実証された耐摩耗性を有する Prolong® ポリエチレンは、TKA を受ける
患者様、特により活動的な生活を望んでいる患者様に適したソリュー
ションです。

OXIDATION（酸化）Prolong ポリエチレンは、膝関節に起こる特異な条件下での摩耗に抵抗するようデザイ
ンされており、大幅な摩耗低減を実現しました。摩耗および損傷のメカニズムを調査する試験では、酸化とデラミネーションに対する一貫した耐久性を示しており、デラミネーションまたは点食の原因である表面の摩耗や表層下疲労が低減されています 9。

200万サイクル

試験に使用した従来のポリエチレン
800万サイクル

Oxidation Index

0.30

0.20

0.10

0.0

試験に使用した Prolong
ポリエチレン

Conventional Poly

Prolong Poly

試験の結果、Prolong ポリエチレンは十分な耐酸化性を有することが証明されました。

How Knee Articular Surfaces Wear
従来のポリエチレンに見られるデラミネーション、点食、クラッ
ク、
摩耗は、
表面応力、
表層下疲労、
酸化などの影響が組み合わされることにより発生します。
フリーラジカルが事実上除去された為、Prolong ポリエチレンは耐酸化性が向上し、関節面摩耗、表層下疲
労、
デラミネーションが低減しました9。
WEAR RATES

摩耗率 mm3/Mc

2015

従来のポリエチレンサーフェイスで

10

一般的に見られる摩耗

50Conventional Poly

Prolong Poly

非クロスリンクポリエチレンおよびクロスリンクポリエチレンを対象とした関節シミュレーション実施時の摩耗率

5

PS POST FATIGUE STRENGTH TEST
（PS ポスト疲労強度試験）

PS Post Strength/Spine Wear
PS 型のデザインでは、ポリエチレンポスト前方基部とフェモラルコンポーネントが接触することによりコー

Prolong Poly

Conventional Poly300

ルドフロー、摩耗、デラミネーションが起こることが実証されました 10,11,12。

250
Loads (lb)

In vitro の摩耗および PS ポスト疲労強度を従来のポリエチレンと Prolong ポリエチレンを用いて比較しました 2。摩耗シミュレータ試験において、従来のポリエチ

200
150
100
50

レンサンプルのほとんどが 500 万サイクルで前方ポス
トのデラミネーションを示した一方で、Prolong ポリエ
チレンは、デラミネーションを示しませんでした。

0
100

1000

10,000100,000
Cycles to Fracture

1,000,000

従来のポリエチレンの PS ポスト試験に見られたデラミネーションパターン。一方でProlong ポリエチレンの PS ポスト試験では、デラミネーションが発生しませんでした。

Backside Wear
Depth Change

数々の摘出試験では、従来のポリエチレンを使用したデザインにおいて、ティ
ビアのバックサイドウェアが起こり得ることが報告されています 14,15,16。試験の結果、Prolong ポリエチレンは従来のポリエチレンと比較してバックサイド
ウェアが大幅に低減したことが実証されました 17。

BACKSIDE VOLUMETRIC WEAR RATES

Wear Area

5.0

関節シミュレータ試験に お い て、Prolong ポ
リエチレンのバックサ
イドウェアは従来のポリエチレンよりも低減しました 13,17。

Conventional Poly

摩耗率 mm3/Mc

4.0

従来のポリエチレンのバックサイドウェアによる厚みの減少は、刻印された数字の深さが変化したこと、荷重部で光沢のある摩耗が観察されたことにより示されています。一方、Prolong ポ
リエチレンでは、バックサイドウェアが効果的に低減します 13。

3.0
2.0
1.0
0.0

Prolong Poly

従来のポリエチレン製品との摩耗比較

Significant Wear Reduction
140.0

83%

Polyethylene Wear (mg)

120.0
100.0
80.0
60.0

Conventional Mobile Polyethylene
Prolong Mobile Polyethylene

Wear Reduction

40.0
20.0
0.0
0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Cycles (millions)

In vitro 摩耗シミュレーター試験では、PS Prolong モバイル関節面コンポーネントの総摩耗体積は従来のモバイルポリエチレン
製品に比べて 83％も減少したことが確認されました。
ただし、In vitro での摩耗試験の結果が臨床上の摩耗メカニズムと相関するかどうかは明らかではありません。

6

カタチにフォーカスし進化したインプラント
MaleFemaleNexGen® Gender Solutions™
靴にはサイズに加え、幅や高さといったカタチの違いがあります。
私たちは女性と男性の膝にもカタチの違いがあることに着目しました。
いままでのインプラントのサイズというバリエーションに、膝のカタチという基準をプラス。
より自然なフィット感を求めて、ジンマーは新たな一歩を踏み出しました。
※NexGen® Gender SolutionsTM は本製品のカタチが適合する骨形状の方であれ
ば、男女ともにお使いいただける製品です。

Why Gender?
より多くの研究が、心臓病から関節リウマチに至るまで、女性と男性に対する診断法と治療法は異なるという報告をしています。それゆえ、整形外科の分野においても、女性と男性の骨形状に特化した
ソリューションへの需要が必須であると考えています。

異なる 2 つの集団：
女性と男性
ジンマー社は、米国において女性と男性の膝の解剖学的違いをマッピングし 18、Gender Solutions Flex Femoral インプラン
トのデザインと開発の基礎を築きました。
● 800 以上の大腿骨と膝蓋骨の CT データを収集（米国）● 女性と男性の膝の構造の有意差を特定● 大腿骨遠位部の横径（M/L）と前後径（A/P）のグラフ化により、女性と男性の違いが明確化

7

Mid-box M/L vs. overall A/P

Femoral mapping — applying the science
ジンマー社は、女性の人工膝関節全置換術において報告されていたオーバーハングの問題に着目し、骨切りした骨の輪郭及びインプラントの形状と骨とのフィット感を基にデザインするという方法を検討しました。そしてこの方法を Gender Solutions
Flex Femoral インプラントの開発に応用しました。

1）インプラントのボックス内の三次 2）その形状を取り出します。
元形状を計測します。

3）形状を展開して 2 次元状にします。 4）一般的な女性の膝の骨切り面を
2 次元状にして、前述のインプラント形状に重ねます。

より
5）矢印は、
前述のインプラントが一般 6）統計学的精度を高めるために、的な女性の骨にオーバーハングする
多くの女性のデータセットを追加します。
箇所を指しています。

7）二次元の女性の形状が作られ…

8）女性に多い骨の形状を再現する
インプラントができます。

Anterior ﬂange thickness

Anterior ﬂange width

研究によると、女性の膝の前方顆部は、一般的に男性と比べ隆起が少ないことが判明しています 2,19。前方顆部の女性の大腿骨前方骨切面は、一般的に男性のそれより狭い傾向にあります。

隆起が少ない結果、女性の膝、前方の骨切り量も以下のように少なくなります。

Male resection

Male resection
Lateral condyle height (mm)Medial condyle height (mm)Traditional implant

Female resection

Female resection
Female
10.1
5.1		

Male
10.9
6.4		

Difference
0.8
1.3

Gender Solutions Flex
Femoral Implant

Traditional implant

Gender Solutions Flex
Femoral Implant8Ordering Information
LPS-Flex
フェモラルコンポーネント

LPS-Flex Gender
フェモラルコンポーネント・サイズA、Gはオプションサイズです。

・サイズGはオプションサイズです。

カタログNo.

サイズ
B 左
B 右

D 左
D 右
E 左
E 右
F 左
F 右

ポーラス※

00-5960-012-51
00-5960-012-52

00-5962-012-51
00-5962-012-52

00-5964-013-51
00-5964-013-52

00-5962-013-51
00-5962-013-52

00-5964-014-51
00-5964-014-52

00-5962-014-51
00-5962-014-52

00-5964-015-51
00-5964-015-52

00-5962-015-51
00-5962-015-52

00-5964-016-51
00-5964-016-52

00-5962-016-51
00-5962-016-52

医療機器製造販売承認番号：21700BZY00606000
販売名：NexGen LPS-Flex プレコート フェモラル

カタログNo.

サイズ

セメント

ポーラス※

ー
ー

ー
ー

00-5764-013-51
00-5764-013-52

00-5762-013-51
00-5762-013-52

00-5764-014-51
00-5764-014-52

00-5762-014-51
00-5762-014-52

00-5764-015-51
00-5764-015-52

00-5762-015-51
00-5762-015-52

00-5764-016-51
00-5764-016-52

00-5762-016-51
00-5762-016-52

B 左
B 右
スタンダードスタンダード

C 左
C 右

セメント

C 左
C 右

D 左
D 右
E 左
E 右
F 左
F 右

医療機器製造販売承認番号：21700BZY00562000
販売名：NexGen LPS/LPS-Flex オプション フェモラル

医療機器製造販売承認番号：21700BZY00562000
販売名：NexGen LPS/LPS-Flex オプション フェモラル※医療機器製造販売承認番号：22300BZX00002000
販売名：NexGen LPS-FLEX GSFポーラスフェモラル※医療機器製造販売承認番号：22200BZX00547000
販売名：NexGen LPS-Flex ポーラス フェモラル

Prolong® LPS-Flex Mobileサーフェイス
・サイズGはオプションサイズです。 ・厚さ２０mmはオプションサイズです。
サイズ

カタログNo.

スタンダード00-5947-020-1000-5947-020-1200-5947-020-14
00-5947-020-17

10mm
12mm
14mm
17mm

00-5947-030-1000-5947-030-1200-5947-030-1400-5947-030-1700-5947-040-10
00-5947-040-1200-5947-040-14
00-5947-040-1700-5947-050-1000-5947-050-1200-5947-050-14
00-5947-050-1700-5947-060-1000-5947-060-1200-5947-060-14
00-5947-060-17

医療機器製造販売承認番号：22300BZX00390000
販売名：NexGen LPS-Flex プロロング モバイル サーフェイス

Mobileティビアルプレート
・ステムエクステンションはNexGen® と共用です。
・ティビアルオーギュメントはありません。

サイズ

カタログNo.

100-5946-010-03

200-5946-020-03

300-5946-030-01

400-5946-040-01

500-5946-050-01

600-5946-060-01

700-5946-070-01

医療機器製造販売承認番号：21200BZY00220000
販売名：フルーテッドステムモービルプレコートプレート

オールポリパテラ・径41mmはオプションサイズです。

サイズ

カタログNo.

φ26 X 7.5mm

00-5972-065-26

φ29 X 8.0mm
φ32 X 8.5mm
φ35 X 9.0mm
φ38 X 9.5mm

00-5972-065-29
00-5972-065-32
00-5972-065-35
00-5972-065-38

医療機器製造販売承認番号：16100BZY01064000
販売名：ジンマー人工膝関節（1）9B50.3 / 58
ｰ

STD
GSF
1
40 / 582
41 / 623
42 / 664
46 / 665
46 / 746
50 / 747
50 / 82C
54.5 / 60
53.2 / 58D
58.6 / 64
57.5 / 61.4

E
62.5 / 68
61.2 / 64.7

トラベキュラーメタル
プライマリーパテラ・ 径41mmはオプションサイズです。

サイズ
φ32 X 10mm
φ35 X 10mm
φ38 X 10mm

カタログ No.
00-5878-065-32
00-5878-065-35
00-5878-065-38

医療機器製造販売承認番号：22200BZX00895000
販売名：トラベキュラーメタルモノブロックF
66.5 / 72
65.3 / 68.1

Prolong® LPS-Flex Fixedサーフェイス
・サイズGはオプションサイズです。 ・厚さ２０mmはオプションサイズです。

サイズ
スタンダード

10mm
12mm
14mm
17mm

カタログNo.
AB/1ー2

AB/3ー4

CD/1ー2

CD/3ー4

EF/3ー4CD/5ー6

EF/5ー6

EF/7ー800-5962-020-1000-5962-020-1200-5962-020-14
00-5962-020-1700-5962-031-1000-5962-031-1200-5962-031-14
00-5962-031-1700-5962-022-10
00-5962-022-1200-5962-022-14
00-5962-022-1700-5962-030-1000-5962-030-1200-5962-030-1400-5962-030-1700-5962-032-10
00-5962-032-12
00-5962-032-14
00-5962-032-17

00-5962-041-10
00-5962-041-12
00-5962-041-14
00-5962-041-17

00-5962-040-10
00-5962-040-1200-5962-040-14
00-5962-040-1700-5962-051-10
00-5962-051-12
00-5962-051-14
00-5962-051-17

医療機器製造販売承認番号：22200BZX00279000
販売名：Prolong LPS-Flex Fixedサーフェイス

MIS ミニキール
ティビアルプレート

ステム ティビア
・サイズ8はオプションサイズです。

カタログNo.

サイズ
1200-5950-027-01
00-5950-027-02

34
4+00-5950-037-01
00-5950-037-02
00-5950-037-12

5
600-5950-047-01
00-5950-047-02

700-5950-057-01

医療機器製造販売承認番号：21800BZY10028000
販売名：MIS プレコートステムティビアベースプレート

サイズ

カタログNo.
プレコート

1
200-5980-027-01
00-5980-027-02

34
4+00-5980-037-01
00-5980-037-02
00-5980-037-12※

5
6

00-5980-047-01
00-5980-047-02

700-5980-057-01

医療機器製造販売承認番号：16100BZY01064000
販売名：ジンマー人工膝関節（1）※ 医療機器製造販売承認番号：21500BZY00280000
販売名：NexGen プレコート人工膝関節

MIS ドロップダウン
ステムエクステンション・MISミニキールティビアルプレートにのみ適合

サイズ

カタログNo.

45mm

00-5950-067-45

75mm

00-5950-067-75

品

医療機器製造販売承認番号：21800BZY10028000
販売名：MIS プレコートステムティビアベースプレート

名

カタログNo.

※1

MIS Flex スクリュー00-5950-090-00※2

MISステムエクステンションフラッシュ

00-5950-067-00

医療機器製造販売承認番号：21800BZY10028000
販売名：MIS プレコートステムティビアベースプレート※1. Flexフェモラルと17または20mmサーフェイスを使用する場合に必要です。
※2. MISドロップダウンステムEx.を使用せず、
Flexフェモラルと17または20mmサーフェイスを使用する場合に必要です。

トラベキュラーメタル
モジュラーティビア
サイズ
2

カタログ No.
00-5954-027-02

300-5954-037-01

400-5954-037-02

500-5954-047-01

600-5954-047-02

700-5954-057-01

医療機器製造販売承認番号：22300BZX00235000
販売名：NexGen トラベキュラーメタル脛骨プレート

名

カタログNo.

テーパープラグ00-5960-099-00

ステム固定用 スクリュー00-5980-090-00

医療機器製造販売承認番号：16100BZY01064000
販売名：ジンマー人工膝関節（1）※ステムティビアと17または20mmサーフェイスを使用する場合に必要です。

MIS ミニキール ティビアルプレート
限定オプション
品

ステムティビア限定オプション

STD
GSF
1
40 / 582
41 / 623
42 / 664
46 / 664+
46 / 705
46 / 746
50 / 747
50 / 82B
50.3 / 58ｰC
54.5 / 60
53.2 / 58D
58.6 / 64
57.5 / 61.4

E
62.5 / 68
61.2 / 64.7

F
66.5 / 72
65.3 / 68.1

トラベキュラーメタル
ティビアFlexスクリュー
サイズ
ーカタログ No.
00-5954-090-00

医療機器製造販売承認番号：22300BZX00235000
販売名：NexGen トラベキュラーメタル脛骨プレート※Flexフェモラルと17mmサーフェイスを使用する場合に必要です。
※20mmサーフェイスは、互換性が無いため使用できません。

10ティビアルオーギュメント

ステム エクステンション（プレコートステムタイプティビアルベースプレートのみ対応可能）（ステムタイプティビアルベースプレートのみ対応可能）

サイズ

カタログNo.

サイズ

ストレート

オフセット

16°
ハーフウェッジ, サイズ216°
ハーフウェッジ, サイズ316°
ハーフウェッジ, サイズ416°
ハーフウェッジ, サイズ516°
ハーフウェッジ, サイズ616°
ハーフウェッジ, サイズ700-5988-002-20
00-5988-003-20
00-5988-004-20
00-5988-005-20
00-5988-006-20
00-5988-007-20

26°
ハーフウェッジ, サイズ226°
ハーフウェッジ, サイズ326°
ハーフウェッジ, サイズ426°
ハーフウェッジ, サイズ526°
ハーフウェッジ, サイズ626°
ハーフウェッジ, サイズ700-5988-002-21
00-5988-003-21
00-5988-004-21
00-5988-005-21
00-5988-006-21
00-5988-007-21

10mm dia.×145mm
11mm dia.×145mm
12mm dia.×145mm
13mm dia.×145mm
14mm dia.×145mm
15mm dia.×145mm
16mm dia.×145mm

00-5988-010-1000-5988-010-1100-5988-010-1200-5988-010-1300-5988-010-14
00-5988-010-15
00-5988-010-1600-5988-020-1100-5988-020-1200-5988-020-13
00-5988-020-14
00-5988-020-15
00-5988-020-16

22°
サードウェッジ, サイズ222°
サードウェッジ, サイズ322°
サードウェッジ, サイズ422°
サードウェッジ, サイズ522°
サードウェッジ, サイズ622°
サードウェッジ, サイズ75mmハーフブロック, サイズ15mmハーフブロック, サイズ25mmハーフブロック, サイズ35mmハーフブロック, サイズ45mmハーフブロック, サイズ55mmハーフブロック, サイズ65mmハーフブロック, サイズ700-5988-002-22
00-5988-003-22
00-5988-004-22
00-5988-005-22
00-5988-006-22
00-5988-007-22
00-5988-001-26
00-5988-002-26
00-5988-003-26
00-5988-004-26
00-5988-005-26
00-5988-006-26
00-5988-007-26

12mm dia.×200mm
14mm dia.×200mm
16mm dia.×200mm

00-5988-011-1200-5988-011-14
00-5988-011-16

00-5988-021-12
00-5988-021-14
00-5988-021-16

12.7mm dia.×75mm
15mm dia.×75mm

00-5988-012-1200-5988-012-15-

医療機器製造販売承認番号：16100BZY01064000
販売名：ジンマー人工膝関節（1）10mmハーフブロック, サイズ110mmハーフブロック, サイズ210mmハーフブロック, サイズ310mmハーフブロック, サイズ410mmハーフブロック, サイズ510mmハーフブロック, サイズ610mmハーフブロック, サイズ700-5988-001-27
00-5988-002-27
00-5988-003-27
00-5988-004-27
00-5988-005-27
00-5988-006-27
00-5988-007-27

2
3

References
1

15mmハーフブロック, サイズ115mmハーフブロック, サイズ2
15mmハーフブロック, サイズ315mmハーフブロック, サイズ415mmハーフブロック, サイズ515mmハーフブロック, サイズ615mmハーフブロック, サイズ7

右・外／左・内00-5988-001-28
00-5988-002-28
00-5988-003-28
00-5988-004-28
00-5988-005-28
00-5988-006-28
00-5988-007-28

右・内／左・外00-5988-001-38
00-5988-002-38
00-5988-003-38
00-5988-004-38
00-5988-005-38
00-5988-006-38
00-5988-007-38

20mmハーフブロック, サイズ1
20mmハーフブロック, サイズ2
20mmハーフブロック, サイズ320mmハーフブロック, サイズ420mmハーフブロック, サイズ520mmハーフブロック, サイズ620mmハーフブロック, サイズ7

右・外／左・内00-5988-001-29
00-5988-002-29
00-5988-003-29
00-5988-004-29
00-5988-005-29
00-5988-006-29
00-5988-007-29

右・内／左・外00-5988-001-39
00-5988-002-39
00-5988-003-39
00-5988-004-39
00-5988-005-39
00-5988-006-39
00-5988-007-39

10mmフルブロック, サイズ110mmフルブロック, サイズ2
10mmフルブロック, サイズ310mmフルブロック, サイズ410mmフルブロック, サイズ510mmフルブロック, サイズ610mmフルブロック, サイズ700-5988-001-10
00-5988-002-10
00-5988-003-10
00-5988-004-10
00-5988-005-10
00-5988-006-10
00-5988-007-10

4

5

6
7
8
9

10

11

医療機器製造販売承認番号：21500BZY00114000
販売名：NexGen オーギュメント

12

13

オーギュメントチャート

14

Size 1Size 2Size 3Size 4Size 4＋16°ハーフウェッジ

-

○

○

○

○

○

○

26°ハーフウェッジ

-

○

○

○

○

○

○

16

22°サードウェッジ

-

○

○

○

○

○

○

17

5mmハーフブロック

○

○

○

○

○

○

○

10mmハーフブロック

○

○

○

○

○

○

○

15mmハーフブロック

○

○

○

○

○

○

○

20mmハーフブロック

○

○

○

○

○

○

○

10mmフルブロック

○

○

○

○

○

○

○

※ Size1 は、ウェッジ固定用スクリューが付きません。

Size 5Size 6Size 715

18

19

Niwa S. Hyperflexion in Japanese knee replacement design and clinicalresults. Paper presented at: The Wellington Knee Surgery Unit’s EighthInternational Teaching Meeting; March 5-6, 1998; London, England.
Data on file at Zimmer
Bobyn JD, Stackpool G, Toh K-K, et al. Bone ingrowth characteristics andinterface mechanics of a new porous tantalum biomaterial. J Bone Joint Surg.
1999;81-B:907-914.
Bobyn JD, Hacking SA, Chan SP, et al. Characterization of a new porous
tantalum biomaterial for reconstructive orthopaedics. Scientific Exhibit: 66th
Annual Meeting of the AAOS: 1999; Anaheim, CA.
Zhang Y, Ahn PB, Fitzpatrick DC, et al. Interfacial frictional behavior.
Cancellous bone, cortical bone, and a novel porous tantalum biomaterial. J
Musculoskeletal Res. 1999;3(4):245-251.
Tarabichi, S. et al. Achieving Deep Flexion After Primary Total Knee
Arthroplasty. Journal of Arthroplasty. 2010; Vol.25,No.2,219-224.
Argenson JN, et al. “In vivo kinematic evaluation and design considerations
related to high flexion in TKA,” Journal of Biomechanics, 2005; 277-284.
Argenson JN, et al. “A High Flexion TKA Design Replicates Healthy Knee
Motion” CORR, 2004; 428, 174-179
Gsell R, Yao JQ, Laurent MP, Crowninshield RD: Improved oxidation resistanceof highly crosslinked UHMWPE for total knee arthroplasty. Society for
Biomaterials27th Annual Meeting Transactions, 84, 2001.
Haman JD, et al. Tibial post damage in TKA’s is associated with tibial plateau
damage. 49th Annual Meeing of Orthopaedic Research Society 2003. Paper#0006.
Banks SA, Harman MK, Hodge WA: Mechanism of anterior impingement
damage in total knee arthroplasty. J Bone Joint Surg. 2002: 84A: 37-42.
Puloski SKT, McCalden RW, MacDonald SJ, Rorabeck CH, Bourne RB: Tibial
post wear in posterior stabilized total knee arthroplasty. J Bone Joint Surg.
2001: 83A: 390-397.
An Assessment of Polyethylene Backside Wear in a Modular Tibial Total Knee
System. Data on file at Zimmer.
Conditt M, Ismaily S, Paravic V, White J, Noble P: Quantitative Assessmentof Backside Wear of Polyethylene Tibial Inserts. 48th Annual Meeting
Orthopaedic Research Society 2002, 160.
Conditt M, Stein J, Noble P: Backside Polyethylene Wear in Modular Tibial
Inserts. 46th Annual Meeting Orthopaedic Research Society 2000: 197.
Griffin FM, Scuderi GR, Gillis AM, et al. Osteolysis associated with cemented
total knee arthroplasty. J Arthroplasty 1998: 13(5): 592-598.
Yao JQ, Laurent MP, Johnson TS, Mimnaugh K, Blakemore D, et al.: Backside
wear of conventional and high crosslinked UHMWPE tibial inserts as tested
in knee wear simulator. Society for Biomaterials 29th Annual Meeting
Transactions, 609, 2003.
Mahfouz M, Booth R Jr, Argenson, J, Merkl, BC, Abdel Fatah EE, Kuhn MJ.
Analysis of variation of adult femora using sex specific statistical atlases.
Presented at: Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering
Conference; 2006.
Poilvache PL, Insall JN, Scuderi GR, Font-Rodriguez DE. Rotational landmarks
and sizing of the distal femur in total knee arthroplasty, Clin Orthop. 1996;
331: 35-46.

● カスタマーサービス（商品のご注文）

Tel. 0463-30-4801
Fax. 0463-30-4821

ジンマー バイオメット● 製品のお問合せ
Tel. 03-6402-6602
本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600（代表）Fax. 03-6402-6620
営業拠点：札幌、
仙台、
高崎、
千葉、
東京、
吉祥寺、
横浜、
金沢、
松本、
名古屋、
大阪、
岡山、
広島、
福岡
https://www.zimmerbiomet.com/ja© 2016 Zimmer Biomet G.K.
ZJ-250-13（E）6/2021 NexGen® LPS-Flexカタログ