ガス検知

Honeywell BW™ Ultra
マルチガス検知器
優れた検知と、強力な保護

Honeywellでは、常にお客様の安全を第一に考えています。新しいポータブル 5 ガス検知器、Honeywell BW™ Ultra があれば、現場作業員と同じことができるようになります。Honeywell BW™ Ultra は
閉鎖空間への立ち入り前、立ち入り中のサンプリングとモニタリングに最適な設計がなされています。センサー技術、指示値の視認性、使い易さ、接続性を強化しました。これにより、安全に関する事故を防止するための最高の信頼性と操作性を実現しました。
一歩先を行くガス検知は、常識の先を行く
Honeywell BW™ Ultra は、お客様の要求されるガスを検知することにより、該当するすべての安全規制に準拠します。さらに、ガスリストから 5 番目のセンサーを選べるオプションをご用意しました。作業時の安全をさらに防護します。
Honeywell BW™ Ultra は、１シリーズセンサーを備えた初めてのガス検知器です。過酷な作業環境でも応答が速く、動作の信頼性が高く、耐用年数が長いといった特長があります。これは

H2S

COO2LELVOC

CO2SO2NH3H2Cl2NO2HCN

精度の向上とコストの低減を意味します。

NO特 長と利 点
非常に簡単• 1ボタン操作で、誤操作を防止非常につながりやすい• Honeywell Connected Worker と互換性

• 直感的な LCD アイコンで、すばやい意思決定• Honeywell TouchConnect™ テクノロジーで機能をアクティべート• サービス＆メンテナンスが容易• Honeywell SafetySuite での装置の設定およびレポート

非常に見やすい• 直感的な大型ドットマトリックス表示ではっきり読める

非常に安心• 使いやすいエルゴノミックス設計• スマートなガスレイアウトで、センサー指示値がはっきり読める• 軽量なのに、耐久性が高い• ホールウォッチモードで、すばやい意思決定• 手になじみ、サンプリングが簡単• IntelliFlash™ およびリバース IntelliFlash™ で、確実なコンプライアンス

非常に早い• レスポンスの速いセンサーテクノロジー

非常に頑丈• ハニカム構造の筺体で、耐久性アップ• 大型ディスプレイですばやい意思決定• 必要な場所での防護設計• ディスプレイのキズ防止プロテクター• IntelliDoX システムで、すばやいバンプ＆校正Honeywell BW™ Ultra 技術仕様
技術仕様

センサーの仕様

サイズ

5.8 x 3.3 x 1.6 in. / 14.8 x 8.5 x 4.0 cm

重量14.5 oz. / 411 （g クリップ付き）

動作温度-4 〜+131 °F / -20 〜+50 °C

湿度

連続的に 5 〜 95% 相対湿度（結露のないこと）

標準的な測定範囲

分解能

酸素（O2）
センサー

0 〜 25% vol.

0.1% vol.

可燃性ガス
（LEL）

0 〜 100% LEL

1% LEL

可燃性ガス
（IR）*

0 〜 5.00% vol.

0.01% vol.

ガス

保護等級

IP66/68

アラームおよび種類

視認、振動、音声（95 dB）；低、高、TWA、STEL、OL（オーバーリミット）

硫化水素(H2S)センサー

0 〜 100 ppm

1 ppm / 0.1 ppm

セルフテスト

検出器を起動すると、24時間ごとに内部診断テストが自動で実施されます（センサー、バッテリー、電気回路）

一酸化炭素（CO）

0 〜 2,000 ppm

1 ppm

一酸化炭素（低 H2）(CO-H)

0 〜 1,000 ppm

1 ppm
0.1 ppm

通常のバッテリー寿命

18 時間（PID または IR センサー装着時で 14 時間）@ -4 °F / -20 °C

二酸化硫黄（SO2）

0 〜 100 ppm

ポンプ吸引

サンプルから最大 75 ft. / 22.9 m

水素（H2）

0 〜 2,000 ppm

5 ppm

CONNECTED WORKER• Bluetooth™ Low Energy (BLE) – Honeywell Safety
Communicator アプリに接続可能• Honeywell TouchConnect™ – バンプテスト、校正の実施、設定点の変更が簡単

二酸化炭素（CO2）

0 〜 50,000 ppm

100 ppm

アンモニア（NH3）

0 〜 100 ppm

1 ppm

揮発性有機化合物（VOC）**

0 〜 1,000 ppm

1 ppm

塩素（CL2）0 〜 20 ppm

0.1 ppm

二酸化窒素（NO2）

0 〜 50 ppm

0.1 ppm

シアン化水素（HCN）

0 〜 100 ppm

0.1 ppm

一酸化窒素（NO）

0 〜 200 ppm

1 ppm

イベントロギング

アラームイベント 30 件およびバンプイベント 10 件

データロギング

8 時間稼動として、15 秒ごとに 45 日間ロギング

ユーザーオプション

STEL 期間の調整（1 分きざみで 5 〜 15 分）• 校正スパンレベル"• 校正間隔• バンプテスト間隔• 可燃性ガス測定の選択:0 〜 100% LEL（爆発下限界）またはメタンガス 0 〜 5.0% v/v• LEL および PID 補正係数"• 校正有効年月（1 〜 365 日、またはオフの場合はゼロに設定）• 個々のセンサーの有効/無効化"• ラッチ付警報• ステルスモード• 言語:英語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、スペイン語、簡体字中国語、ロシア語

認証および認可

保証* 注意：Honeywell BW™ Ultra に使用される LEL 可燃性ガス赤外線センサーのオプションでは、水素やアセチレンのような一部の可燃性ガスを検知できません。本アプリケー
ションでは、Honeywell BW™ Ultra が適切に検知を実行しているか必ず確認してください。詳しくは、Honeywell Analytics(www.honeywellanalytics.com) にお問い合わせください。
** 稼動状況については、Honeywell Analyticsにお問い合わせください。

h:Class I, Div 1, Group A, B, C, D
Class I, Zone 0, Group IIC
ATEX :II 1G Ex ia IIC T4 Ga
IECEx : Ex ia IIC T4 Ga
X:
EU 指令適合そのほかの認証については、マニュアルを参照するか、Honeywell Analytics にお問い合わせください。
本体：3 年
センサー：3 年（NH3は 2 年、PID および Cl2は 1 年）
バッテリー：2 年

IntelliDoX はスマートドッキングモジュールと計器管理システムを統合し、自動のテストおよび記録管理を実現します。

製品仕様は品質向上のため、予告無く変更することがあります。

詳細は、
こちらまで

www.honeywellanalytics.com

ヨーロッパ、中東、
アフリカ：
gasdetection@honeywell.com

北中米：

detectgas@honeywell.com

アジア太平洋：analytics.ap@honeywell.com

テクニカルサービス

EMEA：HAexpert@honeywell.com
米国：ha.us.service@honeywell.com
アジア大洋州：ha.ap.service@honeywell.com

INTELLIDOX ドッキングシステム

Datasheet_Honeywell BW Ultra_DS01195-01_JA-JP | 04/18© 2018 Honeywell International Inc.