タイマー保証書付

タイマー電池交換方法
電池の取付（タイマー）
1．電池フタをコイン等でＯＰＥＮの方向に回して取り外します。
2．絶縁フィルムを取り除き（初回のみ）、電池の＋側（広い平らな面）を上にして正しく入れ直します。
（電池が正しくセットされると｢ピピピピピー｣と約3秒間アラ−ムが鳴ります。）
3．電池フタをCLOSEの方向に回して閉めます。

CLOSE

OPEN
OPEN

コイン（硬貨）

CLOSE

閉

開
電池フタ
平らな面が上■電池についてのご注意

このたびは、サラヤ アセサイド浸漬槽をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
閉めるCLOSE

OPEN
OPEN

この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。なお、この「取扱説明書」はアセサイド取り除く（初回のみ）の使用手順パネルにもなります。タイマー（付属品）の保証書は大切に保管してください。

CLOSE

ご使用になる前のご注意

タイマーの保証とアフターサービスについて本器付属のタイマーには保証書が付いています。

本器を購入された後、タイマーの保証書に必要事項をご記入の上、大切に保管してください。タイマーの保証期間は、お買い上げから1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください 。

アフターサービスでお困りの場合はアフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合はお買い求めの販売店もしくは、当社お問い合わせ窓口（下に記載）にお知らせください 。

転居されるときはお知らせいただきたいこと型
式 AS- 3
故障状態 できるだけ詳しくご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は前もってお買い求めの販売店もしくは、当社お問い合わせ窓口（下に記載）にご相談ください。ご転居先での、販売店もしくは、最寄の当社サービス拠点を紹介させていただきます。

○ 設置する際は、水平で丈夫なところを選んでください。
○ 水洗設備のある場所でご使用ください。
○ 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
○ 次のような場所では使用しないでください。
・熱を出す器具や火気に近いところ
・ほこりの多く発生するところ・油分を多く使用するところ・強い磁気が発生するところ・温度が40℃以上または0℃以下になるところ
・長時間、直射日光のあたるところ○ アセサイドをご使用の際は必ず添付文書をよく読んで正しくお使いください。
○ 使用液アセサイド第一剤は強い刺激臭があるので、換気設備のある部屋で保管、ご使用ください。
○ アセサイド実用液による滅菌・消毒を行う際は、ゴーグル、マスク、ゴム手袋、ガウン等の保護具を着用してください。
○ タイマーは分解したり、改造しないでください。故障の原因となります。
○ タイマーの電池は幼児の手の届かない所に置いてください。
（万一飲み込んだ場合は医師に相談してください。
）○ タイマーの電池は火中に投入しないでください。破裂するおそれがあります。

各部品の名称
付属品

本体部

仕様表

※1

本体フタ浸漬槽本体

タイマー装着部

トレイ

漬槽ド浸イ
セサ
ヤア
サラ
書
説明
取扱

タイマー（付属品）

製 品 質 量約 865g
（本体 2、フタ 1、トレイ 1、小物バスケット）（梱包、付属品は除く）

使 用 薬 液※2

洗浄剤：酵素系浸漬洗浄剤 アセザイム
滅菌・殺菌消毒剤：過酢酸製剤 アセサイド 6％消毒液型
式
精度
使用温度範囲表 示 方 法製 品 質 量機
能セット時間ア ラ ー ム

容量3Ｌ

使 用 電 池品

タイマー、取扱説明書、保証書（タイマーのみ）

電池寿命の目安 約 1 年（ただし、1 日 1 回約 30 秒鳴らした場合）

型

式

AS-3

寸

法

幅 342mm × 奥行 217mm × 高さ 157mm

外

観

本体

属

取扱説明書

絶縁フィルム1．お買い上げの商品に同梱されている電池は、作動確認用として工場から出荷されたときに同梱されたもので、使用可能期間は電池寿命の目安約1年間より短い場合があります。
2．電池交換される場合は、必ず新しい電池をご使用ください。
3．電池は早めに交換してください。
4．長時間使用しないときは、電池を外しておいてください。

付

専用浸漬槽 AS-3開ける

樹脂（PP）製

AT‐10
セット時間 1 分につき ±0.3 秒以内（常温使用時）
0℃〜＋40℃
液晶デジタル表示（4 桁）36g
減算タイマー（オートスタート）
5 分または 10 分
電子音ブザー 鳴り時間 30 分
DC1.5Ｖアルカリボタン電池 LR44×1 個（ただし、同梱の電池は作動確認用 保証対象外）※1 本仕様は、性能向上の為、予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
※2 使用薬剤は、当社指定の薬剤をお使いください。他社の薬剤では思わぬトラブルの生じる恐れがありますので、お使いにならないでください。

お問い合わせ窓口

サラヤ株 式会社 MDR事業推進本部
カスタマーサポートセンター〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6222-3378 URL.https://www.saraya.com/

電話受付：平日（土日および祝祭日、弊社休日を除く）9：00〜18：00

取扱説明書

滅菌・消毒槽（「アセサイド実用液」と表示）

消毒洗浄槽

小物バスケット（「SARAYA」と表示）5分

滅菌
RESET

10 分

保証書

（タイマーのみ）

タイマー（作動確認用電池入り）

タイマー（付属品）
タイマーの各部名称
本体フタ中央部にタイマーを装着してご使用ください。

保護フィルム（ご使用の際は、はがしてください。）

秒表示
消毒5分

滅菌RESET

10 分

電池フタ絶縁フィルム分表示（初めてご使用される際に取り外してください。）

滅菌セットボタン（10 分）

マグネット

リセットボタン
消毒セットボタン（5 分）●お問い合わせ窓口では、製品のご使用方法やメンテナンスに関するお問い合わせ、最寄りのサービス拠点のご案内を承っております。

ただし、同梱の電池は作動確認用です。
（詳しくは、タイマー電池交換方法の電池についてのご注意をご参照ください。）
20220407-02/TT

こちらの「調製方法」「消毒手順」を壁などに貼ってアセサイドの使用マニュアルとしてお使いください。

洗浄と消毒手順 注意

酵素系浸漬洗浄剤 アセザイム洗浄液の調製方法
目盛りマーク①アセザイム洗浄剤（8〜10g）を入れます。
②目盛り線まで湯（50℃まで）を入れ、軽くかき混ぜます。
（1.5L） アセザイムの洗浄方法については、アセザイムの洗浄手順マニュアルに従ってください。

浸漬槽本体の側面には、目盛りマークがついています。
1.5L：洗浄剤アセザイム洗浄液1.5L調製用
1.35L：過酢酸製剤アセサイド実用液1.5L調製用

目盛りマーク

水を入れ緩衝化剤 2 を入れる

小物の医療器具を洗浄・消毒される
際は小物バ
ス ケットをご活用ください。
1.5L洗浄の場合は、トレイ取っ手部分に3L洗浄の場合は、トレイ上部に引っ掛けてお使いください。

マスクガウン

アセサイドチェッカーを1枚取り出す。

ゴム手袋チェッカーの先を実用液に浸す。

主剤 1 を入れる

詳しくは、アセサイドチェッカーの使用説明をお読みください。

小物の医療器具を洗浄・消毒される
際は小物バ
ス ケットをご活用ください。
1.5L洗浄の場合は、トレイ取っ手部分に3L洗浄の場合は、トレイ上部に引っ掛けてお使いください。

②で予備洗浄された器具類を入れたトレイを消毒・滅菌槽（アセサイド実用液）内にゆっくりと浸漬し、フタをします。

第一剤

12

消毒目盛りマーク①目盛りマークの下の線まで精製水を入れます。
（1.35L）② 第二剤（緩衝化剤）を注ぎ混和します。
（75mL）

反応後の色を見て濃度をチェックする。

消毒・滅菌槽（アセサイド実用液）を使用する前に必ずアセサイドチェッカーにて濃度チェックをしてください。
チェックＯＫであれば④にすすみます。
不適格であれば、新たに調製をしなおします。

保護具着用例

第二剤

目盛りマーク

浸漬洗浄後、器具は必要に応じてブラシもしくはスポンジを使い、流水ですすいでください。

消 毒・滅菌（アセサイド実用液）

ゴーグル

アセサイド実 用 液を調 製また は使 用 する際 は、安全対策のため● ゴム手袋● ガウン（エプロン）● マスク● 防護用ゴーグルを着用します。
感染及び消毒剤の付着、吸入を避けるためです。

予備洗浄（アセザイム洗浄液）

使用済み器具を入れたトレイを洗浄槽（アセザイム洗浄液）に入れ予備洗浄します。
浸漬時間10分以上。

過酢酸製剤 アセサイド実用液1.5Lの調製方法
服装・安全用具について・薬液は必ず当社指定の薬液をご使用ください。他の薬液を使用されますと本体を傷める場合があります。
・アセサイドをご使用の際は必ず添付文書をよくお読みになって、正しくお使いください。

5分③ 第一剤（主剤）を混和します。
（75mL）
開封時や注ぐ際、液が直接皮膚に付着した場合や液だれにご注意ください。万が一、付着したときは直ちに多量の水で洗い流してください。

ガラス棒等で よく攪拌しフタを閉じる第二剤（緩衝化剤）、第一剤（主剤）を注ぎ終わった後、ガラス棒などで撹拌し、フタをします。

アセサイド実用液3Lの調製方法
3Lの実用液を調製する際は、滅菌
RESET

10 分

消毒か滅菌か用途に応じ、タイマーをセットします。
通常、消毒は 5分。
芽胞の殺滅を要する滅菌の場合は 10分。

■用法・用量に関連する使用上の注意（1） 過酢酸濃度が0.2%を下回る場合は十分な殺菌効果が得られないので、使用前に化学的インジケーター（例えば、アセサイドチェッカー）等を用い実用下限濃度（過酢酸濃度0.2%）以上であることを確認すること。

（2） 器具に付着している血液、体液等の有機物が本剤の効力や安定性に影響

この目盛りマークで、アセサイ
ド75mLを2セット用い同様の手順で調製してください。

タイマーのアラーム
音で消毒または滅菌が終了したことをお知らせします。
取り出した器具を多量の滅菌水で十分水洗いをします。
使用目的によっては流水を使用します。

を及ぼすおそれがあり、又、生体物質中の塩化物が原因で器具に錆の発生や劣化が起こり得るので、消毒前に十分に洗浄し、目に見える汚れを除去すること。内視鏡等の構造の複雑な器具の洗浄方法については、メーカーの推奨する方法や学会等のガイドライン等に従うこと。

（3） 器具に残存した水分による実用液の希釈が効力や安定性に影響を与えるおそれがあるので、洗浄後の器具の水気を十分に切ってから、実用液へ浸漬すること。

（4） 過酢酸の残留は、市販のヨウ化カリウムでんぷん紙により検査できる。

器具のすすぎに十分な条件をあらかじめ確認しておくこと。薬液の残留が検出される器具は、すすぎ時間の延長などにより適切なすすぎ方法を設定し、残留がないことを確認しておくこと。
（5） 浸漬時間

5分間の浸漬では、器具が大量の芽胞に汚染されている場合に生残することがあるので、芽胞の殺滅を要する場合は、10分以上浸漬すること。
器具によっては変色したりするおそれがあるので、連続1時間を越えて浸漬しないこと。
（6） 浸漬処理の繰り返しにより、天然ゴム・生ゴム製品で、ひび等の劣化を生ずることがあり、殺菌効率も低下する。ゴムを使用した器具については、天然ゴムや生ゴムが使われているかどうかを確認すること。
（7） 器具のひびや錆は、消毒効果を不十分にし、錆は実用液の安定性にも影響するので、ひびや錆のある器具には適用しないこと。
（8） 安全対策
洗浄・消毒時は、感染性物質及び消毒液の付着や吸入を避けるために、ゴム手袋、ガウン、マスク、眼鏡等の保護具を着用すること。