仕<全セット 共通アクセサリー>

様
イソＫＭＰプラス（スタンダードＣＣセット）



[構成内容]
マット2種類イソＫＭＰプラス本体

四点支持台

規格
ＣＣタイプ 四点支持マット
２種類(STD・C)

四点支持台●品番 1-520-000-12●品番 1-521-001-01

品名

イソＫＭＰプラス本体

テーブルトップ

アームレスト●品番 1-521-001-04●品番 1-520-000-03

プレミアム 四点フレーム用●品番 1-501-000-60

プレミアムC 四点フレーム用●品番 1-501-000-61

フェイス/ヘッドフレーム用●品番 1-501-000-51

左右１対・ベルト２本

手術台クランプ

マットカバー●品番 1-520-000-05<スタンダード・頭部固定器用CCセット
共通アクセサリー>

1袋5セット1-520-000-12

1

左右1対・ベルト２本

1-520-000-05

1マットカバー プレミアム
四点フレーム用

1箱6セット（24枚入）

1-501-000-60

1マットカバー プレミアムC
四点フレーム用

1箱6セット（24枚入）

1-501-000-61

1マットカバーフェイス/ヘッドフレーム用

1箱12セット（36枚入）

1-501-000-51

1サスティーン
フェイスフレーム用

1袋5セット（15枚入）

1-501-161-40

1（頭部三点固器用ＣＣセット）

クリア な透視画像撮影

1
1４個１組
イソKMPプラス用
左右セット

ヘッドレスト左右セット

数量1-520-000-03

テーブルトップ
アームレスト
手術台クランプ

４個１組

品番

1-521-001-01

1-521-001-04

新たに四点支持プレートを支えるスライドバーに X 線透過性に優れた炭素繊維強化プラス
チック (CFRP) を採用。 内部を中空にしたことで、従来に比べてよりクリアな画像で観察いただけます。

1

1-520-000-06

1

従来のスライドバー



[構成内容]

品名
イソKMPプラス

規格
スタンダードＣＣセット

品番

数量

1-520-000-08

11-521-000-03

1

頭部三点固定器用アタッチメント

左右１対四点支持プレート用スペーサー

Cタイプ フラット４0mm右胸部・左腰部共用

1-501-000-100

2

四点支持プレート用スペーサー

Cタイプ フラット４0mm
左胸部・右腰部共用

1-501-000-101

2

ヘッドレストサスティーン フェイスフレーム用●品番 1-501-161-40●品番 1-520-000-06

イソＫＭＰプラス（フローティングデバイスＣＣセット）〈頭部三点固定器用CCセット アクセサリー＞

右胸部・左腰部共用●品番1-501-000-100

品名

左右1対

左胸部・右腰部共用●品番1-501-000-101

四点支持プレート用スペーサー
C タイプ フラット 40mm

頭部三点固定器用アタッチメント●品番 1-520-000-08<フローティングデバイスCCセット
アクセサリー>＜アクセサリー（別売）＞

ヘッドレスト・頭部三点固定器用金具付

フローティングデバイス

カセッテホルダー●品番 1-521-001-05



[構成内容]

イソＫＭＰプラス本体
四点支持台

規格
ＣＣタイプ 四点支持マット
２種類(STD・C)

品番数量1-520-000-12

11-521-001-01

11-520-000-03

1

左右1対・ベルト２本

1-520-000-05

1

フローティングデバイス

ヘッドレスト・頭部三点固定器用金具付

1-521-001-05

1

マットカバー プレミアム
四点フレーム用

1箱6セット（24枚入）

1-501-000-60

1

マットカバー プレミアムC
四点フレーム用

1箱6セット（24枚入）

1-501-000-61

1

マットカバー
フェイス/ヘッドフレーム用

1箱12セット（36枚入）

1-501-000-51

1サスティーン
フェイスフレーム用

1袋5セット（15枚入）

1-501-161-40

1

テーブルトップ

４個１組

アームレスト

イソKMPプラス用
左右セット

手術台クランプ

1-521-001-04

1２サイズ の四点支持マット●品番 1-520-000-10

ショート ●品番
1-520-000-07-01（9×32レール用)
1-520-000-07-02(10×25レール用)

寸法 (mm)L

１８１(Ｌ)×１３５(Ｗ)×７９(Ｈ)W

ロング ●品番
1-520-000-09-01（9×32レール用)
1-520-000-09-02(10×25レール用)

アークフレーム

レールクランプ●品番 1-501-019-01

監修
筑波大学医学部医療系整形外科

現行のスライドバー

教授

山崎正志 先生

フェイスプレート▲製品詳細サイト●品番 1-520-000-132404 KM̲2２３５(Ｌ)×１５０(Ｗ)×８９(Ｈ)

従来の四点支持マット他にひと回り小さいタイプのマットを新たにセットに加えました。
患者の体格や体型によって選択、セッティングいただけます。

イソＫＭＰプラスは様々な手術台に接続して、Ｃアームのアクセスを最大限に引き出すことができるシステムです。

ヘッドレストフローティングデバイス

頭部三点固定器使用イメージ

コンパクトな収納が可能

Ｘ線画像

特 長

・上下、頭尾側、伸展、屈曲方向への調節が可能です。

・ 中央のハンドル操作で強固な固定と任意のポジショニングが可能です。

・ ラージミラーを採用しています。

・ 馬蹄型と頭部三点固定器型の2通りあり、簡単操作で取り換えが可能です。

コントロール例
屈曲伸展横転仰臥位

半坐位側臥位・ 接続した手術台と連動し、スムーズな横転・縦転動作を可能にします。
・ ３Ｄ/ＣＴを考慮した設計になっており、Ｘ線透過可能なスペースを広くしています。
・ 一般的な頭部三点固定器 （＊1 ) をそのまま使用できます。
・ 頭側から頭部三点固定器を接続できるため、金属タイプでも頸・胸椎のＡ/Ｐ撮影に対応します。
・ 高さ調節は電動昇降式で、ハンドスイッチで簡単に操作をおこなえます。
・ 仰臥位、腹臥位、側臥位などの様々な体位を可能にします。
＊２・ マットは大小２種類あり、中材には高性能ゲル素材である長時間の手術を可能にします。

（エクスジェル）を採用。

・ 品質にこだわった日本製です。
１ ：ベースロッ ド径φ１２m m
２：は株式会 社 加 地 の 登 録 商 標 です

仕 様
３・ 外形寸法（使用時） : １９０５mm（長さ）×５３０～７６５mm（巾 ）×７１０～１１１０mm（高さ）・ 外形寸法（収納時） : ７９０mm（長さ）×５３０mm（巾）×１６１５mm（高さ）・ カーボンフレーム外幅 ： ４３０mm
・ 対応レール外幅 ： ４７０mm～６７０mm
・ 昇降範囲（床面—カーボンフレーム上面） ： ６１０mm～１０００mm （ストローク ： ３９０mm）
・ 横転 : ±２０°以下 （ ４ ）・ 縦転 : ±３５°以下 （ ４ ）・ 適用患者体重 : ２２０ｋｇ以下 （ ４ ）・ 電気定格 : ＡＣ１００Ｖ ５０/６０Ｈｚ ４００ＶＡ
３ ： 使用時の幅は、接 続 する 手 術 台 の 仕 様 に より ま す
４ ： 接続する手術台の仕 様 に より ま す
５ ： カタログに掲載されている 手 術 台 及 び頭 部 三 点 固 定 器 は 付 属 さ れ ませ ん 。