単画素サーモパイルセンサ Single pixel thermopile sensor

TPS01504

非接触で温度を測定することができる赤外線サーモパイルを使った温度計センサモジュールです。
環境温度補正機能を搭載しているため、環境温度の変化に対する出力変動が小さいセンサとなっております。
It is a thermopile sensor module using infrared thermopile which can measure temperature contactless.
Since it is equipped with an environmental temperature compensation function, it is a sensor with small
output fluctuations due to changes in environmental temperature.

(Ta＝25℃)● 環境温度センサ内蔵

Item

SymbolRating

Unit

Vdd

5V

SymbolRating

Unit

Supply voltage

Vdd

5.5

V

動 作 温 度 *1

Operating temperatureTopr.

-20～85℃

保 存 温 度 *1

Storage temperature

Tstg.

-20～85℃

Built-in ambient temperature sensor● 環境温度補正機能搭載

動 作 電 源 電 圧

Equipped with environmental temperaturecompensation function

Operating Supply voltage

Item● 非接触温度計

Non-contact thermometer● プリンタドラムの温度制御
Temperature control of printer drum

電源

＊1.

電圧

結露・氷露無きこと
No condensation or ice dew(Vdd=5V, Ta＝25℃)

Item

SymbolConditions

Min.

Typ.

Max.

Unit

サ ー モ パ イ ル
出力電圧Thermopile output voltage

VTO

L=20mm、対象物温度 170℃
L = 20mm, object temperature 170 ℃

1.819

1.834

1.848V

環境温度出力電圧

Ambient temperature
output voltage

VTA-

1.207

1.225

1.243V出 力 電 圧 範 囲Output voltage range

ΔV-

0.3-

VDD
-0.3V

消電流

Current consumption

Idd-

-

2.0

3.0mA度*2

Temperature accuracy-

L=20mm、対象物温度 170℃
L = 20mm, object temperature 170 ℃-±1.5-℃角

Half value angleΔθ-±2-°

温度センサ温度係数

Temperature sensor
temperature coefficient

ΔVTA-6-mV/℃

応Response time

費温度

半精値

L=50mm、アパーチャー開口径φ1.6mm
L = 50mm, aperture opening diameter φ1.6mm

対象物温度 170℃ 出力電圧/63.2%までの到達時間

答＊2.

時

間Object temperature 170 ℃
Reach time to output voltage / 63.2%

急激な温度変化のある環境下で使用しないで下さい。
Do not use in an environment with sudden temperature changes.

＊

対象物は黒体炉を使用、Lは測定距離、Taは環境温度
The object uses a blackbody furnace, L is the measurement distance, Ta is the environmental temperature

本資料に掲載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願いいたします。
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.

TPS01504

単画素サーモパイルセンサ Single pixel thermopile sensor■ サーモパイル出力電圧 / 対象物温度 特性
Thermopile output voltage / object temperature characteristic
対象物温度
50℃
75℃
100℃
125℃
150℃
170℃
185℃
200℃
225℃
250℃
270℃
300℃

Min-

VTOから温度を計算するための多項式

Typ1.045V
1.156V
1.292V
1.456V
1.652V
1.834V
1.986V
2.153V
2.466V
2.827V3.152V
3.707VMax-Polynomial for calculating temperature from VTO

換算温度 = -5.62476*x^6 + 82.7729*x^5 - 497.84885*x^4 + 1571.92643*x^3 - 2778.95429*x^2 + 2738.02313*x - 1072.78348
Converted temperaturex = VTO(V)（ Ta=25℃, L=20mm, 黒体炉を使用）(Ta = 25 ℃, L=20mm, using a blackbody furnace)350

対象物温度[℃]object temperature characteristic

300
250
200
150
100
5000.51.0

1.5
2.02.5
サーモパイル出力電圧 VTO[V]Thermopile output voltage

3.0

3.54.0

本資料に掲載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願いいたします。
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.

TPS01504

単画素サーモパイルセンサ Single pixel thermopile sensor■ 環境温度出力電圧 / 環境温度 特性
Ambient temperature output voltage / object temperature characteristic
環境温度-20℃
-10℃
0℃
10℃
20℃
25℃
30℃
40℃
50℃
60℃
70℃
85℃

Min-

VTAから温度を計算するための計算式

Typ0.955V
1.015V
1.075V
1.135V
1.195V
1.225V
1.255V
1.315V
1.375V
1.435V
1.495V
1.585V

Max-Calculation formula for calculating temperature from VTA

環境温度 = 166.667x - 179.167
Ambient temperaturex = VTA(V)

環境温度 [℃]
Ambient temperature characteristic

100806040200-20-40
0.9

11.1

1.2
1.3
1.41.5
環境温度出力電圧 VTA[V]Ambient temperature output voltage

1.61.7

本資料に掲載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願いいたします。
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.

TPS01504

単画素サーモパイルセンサ Single pixel thermopile sensor

信号の意味
Remarkサーモパイル出力電圧
Thermopile output voltage

ピン No.
Terminal No

信号名Symbol

信号の由来
Name ・ Function

1VTOSensor output

2

GND

Ground3

VDD

Supply voltage-Sensor output

環境温度出力電圧
Ambient temperature output voltage

4

VTA-

問い合わせ先/A REFERENCEURL https://www.kodenshi.co.jp/to■ （西日本）本社 営業■ （東日本）コーデンシTK株式会社 営業■ 海外営業/OVERSEASTEL 0774-20-3559 FAX 0774-24-1031
TEL 03-6455-0280 FAX 03-3461-1566
TEL +81-(0)774-24-1138 FAX +81-(0)774-24-1031

本資料に掲載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願いいたします。
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.