KE401-M120-R1

変位センサ DISPLACEMENT SENSORSKE401-M120-R1は、接触式Lever の変位量を相対的にEncoderを用いて検出するSensorです。弊社標準のDigital出力Encoder素子を応用する事で分解能10μm以下を低コストで実現しています。また、AD変換が不要な為、回路構成が簡易でノイズ・温度・粉塵等の悪環境下でも性能の変化は僅かです。分解能、検出範囲についてはLever設計により調節が可能です。
KE401-M120-R1 is Sensor which detects the relative displacement magnitude of the contact type Lever using Encoder.
Byapplying the Digital output Encoder of our standard, low cost realizes 10 μm or less of resolution.Moreover, since anAD translation is unnecessary, a circuit configuration is simple and change of the characteristic is slight also under theadverse environment of a noise, temperature, particulates, etc.About resolution and a range of detection, it can adjust
by Lever design.

最大定格 MAXIMUM RATINGS

特長 FEATURES

Item● インクリメンタル出力方式

Incremental output method● デジタル出力(2チャンネル)Digital output (2ch)● 分解能：1200LPI
Resolution: 1200LPI（Ta＝25℃）

SymbolRating

Unit

IF40mA

発光側 順

電流Forward current

LED 逆電圧

Reverse voltage

VR3V

Operating voltage

VCC

7V

受光側Detector 電 源 電 圧

動 作 温 度Operating temp.

Topr.

0～＋60℃

保 存 温 度Storage temp.

Tstg.

－40～＋70℃

用途 APPLICATIONS
紙厚検知、用紙残量検知、用紙重送検知その他微小な変位の検知
Paper thickness measurement,
Paper residual quantity detection,
Overlap transportation of the paper detection,
Detection of other minute displacement

電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS（Ta＝25℃）

Item

SymbolConditions

Min.

Typ.

Max.

Unit.

IF=20mA

─1.6

─

V

λP

IF=20mA

─820

─

nm

VCC

─

3.2

3.3

3.4V

──V

─

0.4

V5.0─

μm

──mm

─60KHzPeak wavelength

動 作 電 源 電 圧Operating supply voltage range

ハイレベル出力電圧High level output voltage

VOH

Vcc×0.8

ローレベル出力電圧Low level output voltage

VOL─分能Detection resolutionΔt─

囲Detection rangew

3.4

Maximum response FREQfmax

─検解出範

最 大 応 答 周 波 数Forward voltage

VF

電圧
発光側 順
LED
ピーク発光波長

VCC=3.3V

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容の確認をお願い致します。
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product,
would you please refer to the latest specifications.

Aug.2016

KE401-M120-R1変位センサ DISPLACEMENT SENSORS■出力波形 OUTPUT SIGNALVOHA相ＡVOLB相

右図でA方向にレバーが動いた時の出力波形
Output wave pattern when a lever worked in theA direction in the right figure■代表特性 Representative characteristic
N=5pcs

Output pulse Edge count×⊿t（μm)

3000
2500
2000

No.1

1500

No.2

1000

Ideal
value

500
00

500

1000

1500t(μm）

2000

2500

3000

拡大(Zoom)

Output pulse Edge count×⊿t（μm)

500
400
300

No.1
No.2

200

Ideal
value

10000100

200

300

400

500t(μm）

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、
内容の確認をお願い致します。
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement.

would you please refer to the latest specifications.

When using this product,Aug.2016

KE401-M120-R1

変位センサ DISPLACEMENT SENSORS

外形寸法 DIMENSIONS（Unit : mm）

Connecter Pin
A G V B

問い合わせ先/A REFERENCEURL http://www.kodenshi.co.jp■ (東日本)営業推進(東）コーデンシTK株式会社■ (西日本)営業推進(西）■ 海外/OVERSEASTEL 03-6455-0280 FAX 03-3461-1566
TEL 0774-20-3559 FAX 0774-24-1031
TEL +81-(0)774-24-1138 FAX +81-(0)774-24-1031

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容の確認をお願い致します。
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product,
would you please refer to the latest specifications.

Aug.2016