純度、スループット、回収率の最大化
Agilent InfinityLab 分取 LC カラム

アジレントの包括的な精製ワークフローの能力を最大限に活用
Agilent InfinityLab HPLC 精製ソリューションは、分析から分取スケールのワークフローにおいて高い性能を実現します。Agilent InfinityLab ファミリーのすべてのコンポーネントは、シームレスに連携するように設計されています。これらの製品を使用することで、ワークフローを継続的に改善し、生産性を高めながら運用コストを削減することができます。

InfinityLab LC 精製システムとソフトウェア、InfinityLab LC カラム、消耗品ファミリーを組み合わせて使用することで、精製の目標を達成できます。

InfinityLab 分取 HPLC カラムファミリーをご紹介します。InfinityLab 分取 HPLC カラ

ムは、シームレスなスケールアップおよび長寿命のカラムによって、低分子の分離を確実に可能にするように最適化されています。

アジレントの分取 LC 用バイオカラムは、厳しい条件下でも安定性がある PLRP-S をはじめとして、ZORBAX 充填剤で大きなポアサイズの ZORBAX 300StableBond、堅牢なイオン交換カラムの PL-SAX および PL-SCX まで提供しており、タンパク質、ペプチドなどの高分子のスケール分離を高精度で実現できます。

アジレントの分析カラムは、低分子および生体分子の分離用に幅広いオプションが用意されており、分析メソッドの開発やスクリーニングに対応しています。

分取クロマトグラフィーでは、正しい管理が必要となる溶媒が大量に使用されます。セー

フティキャップおよび廃液ボトルなどの Agilent InfinityLab 消耗品を使用すると、溶媒管理が容易になります。

2

確実な精製すべての精製プロジェクトで目標として挙げられるものに、純度、回収率、スループットの 3 つがあります。目標を満たすために適切 なカラムを選択することで、一貫性回収率のある結果とスケーラビリティを確保できます。これにより、時間、消耗品、貴重なサンプルを節約することもできます。

LC
精製

Agilent InfinityLab 分取 LC カラム

アジレントは、お客様が課題に対処できるようにお手伝いします。多数のサンプルに対してスループットを向上させる場合も、少数のサンプルに対して回収率を最大に高める場合も、低分子分離用の Agilent InfinityLab 分取 LC カラムで次のような利点純度スループットを得られます。

– 堅牢性と信頼性：日々の分析で性能を発揮できる長寿命のカラムにより、サンプルあたりのコストを削減します。

– シームレスなスケーラビリティ：分析スケールから 4 および 5 μm 分取スケールに容易に移行できます。

– 多様なポートフォリオ：幅広い充填剤および結合相により、ハイスループットから高回収率ワークフローにまで対応し、分離を最適化します。

3

信頼できる堅牢性

カラムの寿命が長いため、コストを削減し再分析を最小限に抑えます。
InfinityLab 分取 LC カラムは、堅牢で予測可能な性能を提供するアジレント独自の充填プロセスを使用することによって、 ベッドの優れた安定性および長寿命を実現します。

寿命データ
条件

カラム：

流量：

移動相：

サンプル：

Agilent InfinityLab Pursuit XRs
C18 、30 x 50 mm、5 µm（PN INF6000050X300）
80 mL/分

60:40 アセトニトリル: 水

1.ウラシル、4 mg/mL

2.フェノール、40 mg/mL

3.4- クロロニトロベンゼン、5 mg/mL
4.ナフタレン、8 mg/mL
波長：254 nmmAU
70
60
50
4030
20
100mAU
70
60
50
4030
20
100mAU
70
60
50
4030
20100mAU
70
60
50
40
30
20
1000.399
0.928
1.585
0.233
0.399

0.5

11.50.931

2

Injection 440

1.592
0.233
0.399

0.5

11.5

0.934

2

Injection 740

1.598
0.233
0.399

0.5

11.50.931

2

Injection 1000

1.593
0.233
0.54Injection 140

11.52予測可能でシームレスなメソッドスケールアップ

サンプルおよび溶媒の廃棄を最小限にするために、精製ワークフローは通常、分析メソッドの開発およびスクリーニングから始まります。分取 LC へのスケールアップ時に鍵となるのは、信頼性と予測可能性です。

InfinityLab 分取 LC カラムを使用すると、Agilent 分析カラムと同様の堅牢性、信頼性、品質、および分離能力を達成できます。つまり、スムーズにメソッドのスケールを変更できます。

条件

移動相：

UHPLC

サンプル：
カラム：

00.2

0.4

0.6

0.8

11.21.4

流量：

カラム：

00.5

11.522.5

流量：

カラム：

01234567流量：

カラム：

分取 01234567

流量：20:80 A:B
A：メタノール + 0.1 % ギ酸
B：水 + 0.1 % ギ酸

ウラシル、スルファチアゾール、スルファメラジン、スルファメタジン

ZORBAX RRHT Eclipse Plus C18、95 Å、2.1 x 50 mm、1.8 µm（PN 959741-902）
0.5 mL/分

ZORBAX RR Eclipse Plus C18、95Å、2.1 x 100 mm、3.5 µm（PN 959793-902）
0.5 mL/分

ZORBAX Eclipse Plus C18、95Å、
4.6 x 150 mm、5 µm（PN 959993-902）
1.2 mL/分

ZORBAX Eclipse Plus C18、21.2 x 150 mm、5 µm（PN 595150-902）
25 mL/分

1.8 µm 分析スケールから 5 µm 分取スケールへの、分離能力を維持したままでの、予測可能でシームレスなメソッドのスケールアップ

5目標に合わせて精製を最適化

分取 LC 分析を実行する科学者が掲 げる 2 つの代表的な目標：

大量精製に対応する高い回収率

ハイスループット

ターゲット：主成分の測定

ターゲット：主成分または不純物の分離– 少量の物質の収集– 大量の物質の収集– 多くの異なるサンプルの精製– 1 つのサンプルの精製

Agilent InfinityLab 分取 LC カラムにより、目標に合わせてメソッドをカスタマイズ可能
分取 LC カラム

Agilent InfinityLab Poroshell 120 カラム

精製の目標

高速化と効率化

Agilent InfinityLab Pursuit XRs カラム

大量精製に対応する高い回収率

Agilent InfinityLab ZORBAX カラム

最適化された分離解決策

分離度とスピードが最も重視される場合、InfinityLab Poroshell 120 分取カラムは、ロード性能を損なうことなく、高い流量でより高い性能を提供します。

InfinityLab Pursuit XRs は表面積が広くカーボン量が多いので、優れたロード性能とリテンションを提供します。そのため、1 回の注入でより多くの生成物を精製することができます。

InfinityLab ZORBAX 分取カラムにはさまざまなサイズの結合相があるため、アジレントで最も一般的な ZORBAX 相からスケール変更することができます。つまり、ハイスループットおよび大量精製のどちらのワークフローに対しても分離を最適化することができます。

6

2 つの方法でのクルクミノイドの分離
2:1 エタノール:水中でのターメリックの分析

InfinityLab Poroshell 120 分取カラムは、ロード性能を維持したままより高い流量で性能を最大化します。
60

2.287

スループットの向上

2.425
2.571

70504030

3 分未満で 30 mg

201001
条件

機器：
分取カラム：
流量：

234
注入量：

Agilent 1290 Infinity II 分取LC システム

波長：67425 nm

移動相：

InfinityLab Poroshell 120
HPH-C18 、21.2 x 150 mm、4 µm（PN 670150-702）5500 µL

A：水 + 0.1 % ギ酸
B：アセトニトリル + 0.1 % ギ酸

グラジエント： 5 分で 50 ～ 70 % B

37.5 mL/分

回収率の向上

5.486

7060

405.81350

1 回の注入で 120 mg を精製

306.154

Pursuit XRs カラムは、表面積が広く、カーボン量が多いため、1 回の注入でより多くのサンプルを精製できます。

201001
条件

機器：
分取
カラム：
流量：

2

Agilent 1290 Infinity II 分取
LC システム

InfinityLab Pursuit XRs
C18 、30 x 150 mm、5 µm（PN INF6000150X300）
42.0 mL/分

34
注入量：
波長：
移動相：

5672000 µL
425 nm

A：水 + 0.1 % ギ酸
B：アセトニトリル + 0.1 % ギ酸グラジエント： 9 分で 50 ～ 70 % B

サンプル：

1.ビスデメトキシクルクミン
2.デメトキシクルクミン
3.クルクミン

表面多孔質粒子の分取カラムの詳細

次の資料をダウンロードして、分取 LC での InfinityLab Poroshell 120 の性能をご確認ください。

アプリケーションノート：高速精製メソッドの開発（5994-3518JAJP）

ROI ホワイトペーパー：効率の向上をより優れた ROI へ （5994-4308EN）

7適切な分取 LC カラムの選択

ステップ 1：精製環境の選択高い
スループット大量精製

まずは InfinityLab Poroshell 120 分取 LC カラムを

まずは InfinityLab Pursuit XRs 分取 LC カラムを– 表面多孔質粒子技術により、全多孔質粒子カラムと– 最大の表面積とカーボン量による分離度と、選択比べて高速化および効率化が可能– 内径 21.2 mm で、サブ 2 µm 分析から 4 µm分取へスケール変更可能

選択最大ロード性能を実現– 内径 21.2 mm および 30 mm で、3 µm HPLCから 5 µm 分取へスケール変更可能

上記以外の寸法および選択性が必要な場合

InfinityLab ZORBAX 分取 LC カラムの選択– InfinityLab Poroshell 120 よりも表面積が広く、多くのワークフローに適合– 内径 21.2 mm で、サブ 2 µm から 5 µm 分取スケールへスケール変更可能

8

ステップ 2：要件と設定の決定
カラム内径

分析

2.1 mm

0.4～0.6mL/分

セミ分取および分取

0.5～1mL/分

3.0 mm

1～2mL/分

4.6 mm
9.4 または 10 mm

4～10mL/分

21.2 mm

18～42mL/分

30 mm

34～85mL/分50 mm
精製範囲
（mg）
装置構成

1～157～7030～30064～64094～236mL/分180～18001220/1260/1290 Infinity II
分析スケール LC 分取精製システム
1260 Infinity II 分取 LC システム
1290 Infinity II 分取 LC システム

ポンプヘッドの交換により流量範囲の拡大が可能

1220/1260/1290 Infinity II
分析スケール LC 分取精製システム

InfinityLab 分取 LC カラム製品シリーズ

1260 Infinity II 分取 LC システム

1290 Infinity II 分取 LC システム

9

製品情報

アジレントの InfinityLab 分取 LC カラム製品シリーズを最適化して、カラムの寿命および性能を向上させることができます。

InfinityLab 分取 LC カラムの仕様
目的

相スループット

ポア
サイズ

Poroshell 120 SB-C18120 Å

Poroshell 120 HPH-C18100 Å

ハイスループットとZORBAX
回収率を実現する
Eclipse Plus C18
ためのその他の選択性

ZORBAX Eclipse Plus C8

回収率

pH 範囲1.0 ～ 8.0

エンドキャップなし

2.0 ～ 11.0 ダブル

95 Å

2.0 ～ 9.0

ダブル95 Å2.0 ～ 9.0

ダブル

ZORBAXSB C1880 Å

0.8 ～ 8.0

ZORBAX SB C880 Å

1.0 ～ 8.0

カーボン量

表面積

利点とアプリケーション

9%130 m2/g

非公開

低 pH に最適

95 m2/g

9%160 m /g

HPH-C18 と同等の選択性となる一般的な出発点

7%160 m2/g

C18 と比べて疎水性物質のリテンションが低い

なし

10%

180 m /g

低 pH に最適

なし

6%

180 m2/g

C18 と比べて疎水性物質のリテンションが低い

ZORBAX Eclipse Plus
Phenyl-Hexyl

95 Å

2.0 ～ 8.0

Pursuit XRs C18100 Å

1.5 ～ 10.0 あり

ダブル29%160 m /g

芳香族化合物で異なる選択性

22 %440 m2/g

最大のロード性能

2Pursuit XRs C8100 Å

1.5 ～ 10.0 あり

15%440 m /g

Pursuit XRs Diphenyl

100 Å

1.5 ～ 7.5

14.6%

440 m2/gあり最大のロード性能。C18 と比べて疎水性物質のリテンションが低い

2最大のロード性能。芳香族化合物で異なる選択性

ハイスループット精製用 InfinityLab Poroshell 120 分取 LC カラム

大量精製用の InfinityLab Pursuit XRs 分取 LC カラム

サイズ（mm 内径 x 長さ）

サイズ

C18C8Diphenyl

21.2 x 50

INF6000050X212

INF6010050X212

INF6020050X212（mm 内径 x 長さ）

高 pH に最適

221.2 x 100

INF6000100X212

INF6010100X212

INF6020100X212

21.2 x 150

INF6000150X212

INF6010150X212

INF6020150X212

21.2 x 250

INF6000250X212

INF6010250X212

INF6020250X212

30 x 50

INF6000050X300

INF6010050X300

30 x 100

INF6000100X300

INF6010100X300

30 x 150

INF6000150X300

INF6010150X300

30 x 250

INF6000250X300

INF6010250X300

SB-C18

HPH-C18

21.2 x 50

670050-902

670050-702

21.1 x 150

670150-902

670150-702

ハイスループットおよび大量精製用の InfinityLab ZORBAX 分取 LC カラム
サイズ

Eclipse Plus C18

SB-C18SB-C8Eclipse Plus
Phenyl-Hexyl

Eclipse Plus C8

21.2 x 50

595050-902

585050-902

585050-906

595050-912

595050-906

21.2 x 100

595100-902

585100-902

585100-906

595100-912

595100-906

21.2 x 150

595150-902

585150-902

585150-906

595150-912

595150-906

21.2 x 250

595250-902

585250-902

585250-906

595250-912

595250-906（mm 内径 x 長さ）

10スモールスケール精製用 Agilent 5 μm セミ分取 HPLC カラムサイズ（mm 内径 x長さ）

ZORBAX

9.4 x 250

9.4 x 250

10 x 50
Pursuit

EclipseXDB C18

EclipseXDB C8

SB-C18*StableBond
Phenyl

SB-C3

SB-CN

990967-202

990967-206

880975-202

880975-212

880975-209

880975-205

Rx-SIL

Original CN（NP）

Original NH2（NP）

Original SIL（NP）

Original
C18

Original
C8

Rx C18Rx C8880975-201

880952-205

880952-208

880952-201

880952-202

880952-206

880967-202

880967-201

XRs C18

XRs C8

XRs Diphenyl

Pursuit C18

Pursuit Diphenyl Pursuit PFP

A6000050X100
A6020100X100

10 x 150

A6000150X100

10 x 250

A6000250X100
Amide-C18

10 x 100
Polaris

A3000050X100

10 x 100
A6010150X100

C18-A

A3000100X100
A3000150X100

A3050150X100

A6020250X100

A3000250X100

A3040250X100

A3050250X100

C18-Ether

C8-A

C8-Ether

NH2Si-A

A2000100X100

10 x 150

A2000150X100

A2003150X100

10 x 250

A2006250X100

A2000250X100

A2020250X100

A2010250X100

A2030250X100

A2013250X100

ガードカラムA2006050G100

A2000050G100

A2020050G100

A2010050G100

A2030050G100

A2013050G100

A2003050G100*SB-C18 には、長さが 50～150 mm のものもあります。84975-202、84975-202、883975-202

Agilent 5 μm セミ分取/分取 HPLC カラムの一般的な代替選択肢サイズ（mm 内径 x長さ）

ZORBAX*

Eclipse XDB
C18Eclipse XDB
C8SB-Aq

Bonus-RP

Rx-C8

Extend C18

21.2 x 50

970050-902

970050-906

870050-914

868050-901

870050-906

770050-902

21.2 x 100

970100-902

970100-906

870100-914

868100-901

870100-906

770100-902

21.2 x 150

970150-902

970150-906

870150-914

868150-901

770150-902

ガード

820212-925

820212-926

820212-933

820212-928

820212-930

Amide-C18

C18-A

C18-Ether

C8-A

A2000050G212

A2020050G212S

A2010050G212

A2020250X212

A2010250X212

カラム21.2 x 50
21.2 x 100
Polaris

Si-A
A2003050X212

A2006100X212

21.2 x 150

A2000150X212

21.2 x 250

A2000250X212

ガード

A2000030G212

カラム

NH2A2013250X212

A2003250X212

21.2 x 30*カートリッジハードウェア形式で提供します。エンドフィッティングは別途購入が必要です。
アジレントは、7 および 10 μm のさまざまな分取 LC カラムを提供しています。

ご不明な点は、アジレントまたはアジレント販売店にお問い合わせください。

生体分子のための分取 LC カラムについては、ホームページをご覧ください。

Agilent InfinityLab 分取 LC カラムは、堅牢性と信頼性に優れ、InfinityLab 精製ソリューションの一部として連携して動作するようにデザインされているので、稼働時間の向上、再分析の削減、操作の簡略化を実現できます。

11柔軟性に優れたサンプル精製

InfinityLab LC 分取精製ソリューションは、分析から分取スケールまでのワークフローに対応する高性能の機器、カラム、ソフトウェア、サービスを提供します。これにより、サンプルの単離と精製において非常に高い純度と回収率を実現します。単一のプラットフォームをベースとした包括的かつ拡張性の高いポートフォリオにより、現在はもちろん、将来的なラボのニーズにも対応できる柔軟なシステム構成が可能です。

Agilent InfinityLab LC 精製ソリューションの詳細については、ホームページをご覧ください。

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。
DE11321417

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2022
Printed in Japan, May 4, 2022
5994-4888JAJP