管理医療機器 歯面コーティング材（歯科用色調遮蔽材料）

ホ ワイトコ ート

患者さんが選択した色調に歯を削らずその日のうちに色調改善できる材料 （ 審 美 材 料 ） で す

製造販売元 クラレノリタケ デンタル株式会社

ホワイトコートは「歯を削らず、即日で、W HI T E C OAT って な に ？

選択した色調を体験」できる材料です。
（色調改善を目的とした幅広い症例に対応できます。）

ホワイトコートの基本ステップ（歯の色調改善）
STEP

1

STEP

歯面清掃・乾燥

2

STEP

プライマー・乾燥ベースコートの塗布

3

Point

Pm
適応する歯面を歯面研磨材を用いて清掃・研磨 し ま す。歯 面 研 磨 材 が 歯 面 に 残 ら ぬ よ う、十分に水洗いした後、歯面を乾燥させて下さい。フッ素配合の研磨材も使用可能です。

液を混和皿に採取し、光が当たらないよう遮光板で覆います。小筆を用いてプライマーを塗布し、20 秒間放置後弱圧のエアーで乾燥させて下さい。プライマーが粘膜面に付着すると若干白くなることがありますが、白化は短時間で消失します。

※過酸化物を用いた歯質漂白処理（ブリーチング）を行った後に本品を適用する場合には、歯色が安定し本品の接着強さが回復する 1 週間後以降に適用してください。

STEP

4

STEP

光重合

B

STEP

未重合層の除去

56

まずは唇面を塗布・重合します。続いて隣接面・歯顎部を塗布重合します。

先端付近は塗らない。

※適用する歯色に応じてベースコートの色調を選択します。
※1 回の塗布〜硬化における塗布厚みはベースコートの硬化深さである 0.5mm 以内、好ましくは 0.2〜0.3mm です。

トップコートの塗布・光重合

STEP

7

重合確認及び咬合確認

TpPoint

歯科用可視光線照射器と照射時間の表を参考に所
定時間光照射し硬化させて下さい。

乾いたガーゼ（もしくはアルコールワッテ等）
で表面の未重合層をしっかりと除去して下さい。表面の光沢感がなくなるのを目安として下さい。未重合層の除去が不十分だとトップコートの表面硬化性が低下します。

照射距離は十分ですか？

■歯科重合用光照射器と照射時間の関係
ベースコート

分類

光源

有効波長域

主な照射器名ハロゲンランプ

400〜515nm の光量：450mW/ ㎠〜550mW/ ㎠

クリアライトハロゲンランプ

400〜515nm の光量： 550mW/ ㎠以上

ハイパーライテル

キセノンランプ

400〜515nm の光量：2000mW/ ㎠以上 且つ400〜430nm の光量：450mW/ ㎠以上

アークライト IIM

オペーク以外の色調

オペーク

トップコート従来型ハロゲン照射器

従来型ハロゲン照射器

204040高出力ハロゲン照射器

高出力ハロゲン照射器

102010プラズマアーク照射器

101010の分類

光重合したトップコートの表面に対して探針等で表面未重合層の有無を確認し、未重合層がある場合は光照射を再度繰り返すか、乾いたガーゼ（もしくはアルコールワッテ等）を用いて拭き取ります。

■使用できる歯科重合用光照射器

光照射時間（秒）

歯科用可視光線照射器

液を混和皿に採取し、採取後は光が当たらないように遮光板で覆います。平筆を用いてベースコートの上に薄く均一に塗布します。この時トップコートはベースコートの辺縁よりわずかに外側まで塗布して下さい。
歯科用可視光線照射器と照射時間の表を参考に所定時間光照射し硬化させて下さい。

プラズマアーク照射器※LED 照射器ではトップコートの硬化が不十分なため使用できません。
※歯科重合用光照射器を用い、照射口を動かさず 1 箇所あたり光照射時間表を参考に所定時間光照射します。一回で塗布面すべてに光が当たらない場合は照射口を移動し、所定時間照射します。

ホワイトコートの物性

弊社測定のデータ；条件などにより数値は異なります。

Point 1 「強くてしなやか」だから「欠けにくく除去しやすい」
ホワイトコートは薄い層での色調改善を目的としています。その特長的なモノマー組成によって高強度、低弾性率すなわち「強くてしなやか」な硬化物を形成します。
■ベースコートの曲げ強さ（試験方法は自社規格による）高い曲げ強さを有しているため、辺縁のチッピングを抑制することができます。

「ホワイトコート」（ベースコート）
020406080■ベースコートの弾性率（試験方法は自社規格による）100024

曲げ弾性率
（GPa）

繰り返し使用しても安定した接着力

マイルドな酸性を有するセルフエッチングプライマーを採用しているため、エナメル質表層の脱灰を最小限にとどめるため剥離後に再塗布を行っても接着強さにほとんど影響はありません。
■無切削エナメル質に対するせん断接着強さ試験

1 回目
曲げ強さ
（MPa）

120

スケーラーを用いて 1 点から負荷をかけることで大きく変形するため容易に除去できます。
「ホワイトコート」（ベースコート）

Point 2

（試験方法は自社規格による）

2 回目
3 回目
4 回目

せん断接着強さ（MPa）0

Point 3510152025

表面処理フッ化ナトリウムを配合

ベースコートに表面処理フッ化ナトリウムを配合しております。

W HI T E C OAT は…
ホワイトコートの色調は9色です。

Clear

透明感のある歯を表現
透明性が高く歯の色を生かしながらクリア系の色調を表現します。

エナメル

A1OA2OA1B1OB1OB0OA3NaturalW hite

自然な色調に改善

白い歯を表現遮蔽性が高く歯の色を隠しながら遮蔽性が高く歯の色を隠しながらナチュラル系の色調を表現します。

ホワイト系の色調を表現します。

Opaque金属遮蔽材料として用います。

オペーク

歯や歯冠修復物の色調改善のための処置としてお使いいただける
症例別基本ステップ概要

例えば※ご使用に際しましては、製品の添付文章を必ずお読みください。

STEP

STEP

STEP

着色歯

歯面清掃後、プライマー処理（20 秒放置、乾燥）

唇面ベースコート（OB1）
塗布（光重合）123OB1歯（変色歯等を含む）の色調改善に。
（44 に OB1 使用）

STEP

STEP

STEP

（ 5 に 1 層目オペーク 2 層目 OA3 使用）

5 金属製修復物あり

歯面清掃後、金属接着性プライマー処理（乾燥）1 層目ベースコート（オペーク）
塗布（光重合）

STEP

STEP

STEP

6完成

2 層目ベースコート（OA3）
塗布（光重合）未重合層除去トップコート塗布（光重合）

重合確認及び咬合確認・完了

STEP

STEP

上顎変着色歯歯面清掃後、プライマー塗布（20 秒放置、乾燥）

例えば

1オペーク

23

OA3

金属製修復物の金属色の遮蔽に。

45

例えば

12

変着色歯の色調改善に。
（４ ４に OA3 使用）

OA3

STEP

STEP

STEP

5

完成

OA3 塗布（光重合）未重合層除去トップコート塗布（光重合）

重合確認及び咬合確認・完了

34

る歯面 コーティング材です。

STEP

STEP

4STEP

5

隣接面ベースコート（OB1）
塗布（光重合）未重合層除去6完成

トップコート塗布（光重合）

重合確認及び咬合確認・完了

STEP

例えばSTEP

12エナメル

変色ならびに滑択性の低下した陶材、コンポジットレジン製修復物の色調改善に。
（3歯面清掃後、プライマー処理（20 秒放置、乾燥）

2 コンポジットレジン
製修復物あり4 にエナメル使用）※陶材、コンポジットレジン製修復物面にはリン酸処理（水洗・乾燥）、シラン処理（乾燥）

STEP

STEP

STEP

5

完成

ベースコート（エナメル）
塗布（光重合）未重合層除去トップコート塗布（光重合）

重合確認及び咬合確認・完了

STEP

STEP

3

歯面清掃後、プライマー塗布（20 秒放置、乾燥）

34

例えば

12エナメル歯（変色歯等を含む）の色調改善に。
※漂白処置（ホワイトニング）を行った後は、歯色が安定し本品の接着強さが回復する 1 週間以降に適用すること。

（33 にエナメル使用）

3 ホワイトニング処置あり

STEP

STEPSTEP5完成

エナメル塗布（光重合）未重合層除去トップコート塗布（光重合）

重合確認及び咬合確認・完了

34

注意：ホワイトコートは原則として咬合接触部位を含まない唇側頬側平滑面に適用します。

構成品
管理医療機器歯面コーティング材（歯科用色調遮蔽材料）

ホワイトコート■クリアセット・プライマー（3mL）
1本・ベースコート：エナメル（3.0g） 1本・ベースコート：B1（3.0g）
1本・ベースコート：OA3（3.0g）
1本・トップコート
（3mL）
1本
・付属品
ベースコート用替えノズル
3個
小筆ホルダー（白・黒）
各1本
ディスポ小筆ブラシ（白）50個
ディスポ平筆ブラシ
20個
混和皿
（B）
1個
遮光板
（B）
1個
練和紙
（CR）
1冊（50枚）●メーカー希望小売価格

32,000円 242-430

医療機器承認番号：21500BZZ00596000

単 品

ベースコート（OB0、OA1、OB1、A1、B1、OA2、オペーク、OA3、エナメル）（各3.0g）●メーカー希望小売価格
各6,500円
242-422〜428、242-439、440

プライマー（3mL）

トップコート（3mL）

5,000円 242-431

7,500円 242-432●メーカー希望小売価格●メーカー希望小売価格

関連商品
管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料（歯科金属用接着材料）（歯科用象牙質接着材）（歯面処理材）

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料

アロイ プライマー

クリアフィル® ポーセレンボンド
アクティベーター

クリアフィル®
セラミック プライマー● 5mL
メーカー希望小売価格 5,500円 212064
医療機器認証番号：20900BZZ00723000● 4mL
メーカー希望小売価格 7,000円 212061
医療機器承認番号：16300BZZ00085000● 4mL
メーカー希望小売価格 7,000円 242550
医療機器認証番号：218ABBZX00041000

管理医療機器 歯科金属用接着材料

一般医療機器 歯科用充塡器ホワイトコートバニッシャー

メーカー希望小売価格 3,600円 242438
製造販売届出番号：11B1X1000665D608
製造販売元 株式会社YDM〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28●メーカー希望小売価格の後の6ケタの数字は株式会社モリタの商品コードです。●掲載商品のメーカー希望小売価格は２０１2年4月現在のものです。メーカー希望小売価格には消費税等は含まれておりません。
●印刷のため、現品と色調が異なることがあります。●仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。●出典のない測定データはクラレノリタケ デンタル株式会社によるものです。
●ご使用に際しましては添付文書を必ずお読み下さい。

製造販売元

販
〒959 - 2653 新潟県胎内市倉敷町2 - 28

連絡先売元〒564 - 8650 大阪府吹田市垂水町3 - 33 -18〒110 - 8 513 東京都台東区上野2 -11-15
http://www.dental-plaza.com

TEL.（06）6380 - 2525
TEL.（03）3834 - 6161

〒100 - 0004 東京都千代田区大手町1-1- 3（大手センタービル）
フリーダイヤル：0120 - 330 - 922●「クリアフィル」は株式会社クラレの登録商標です。

4／2012-01