ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針頁・行
p.4 上から 3～4 行目
p.10 下から
6～7 行目

p.15 上から
7 行目

旧指針
内容
（平成１１年総理府令第６７号、平成１１年環境庁告示第６８号
及び平成１６年環境省告示第８０号に定める方法（別表１参照）
等。以下同じ。
）
３．試料の前処理に係る測定項目別の特記事項
試料の前処理に係る測定項目別の特記事項については、必要に応じ、別紙３～８に規定する。

…、以下の２～６の作業を行い、作成した記録を技術管理者に提出する。

p.18 別表 1
タイトル

本指針の対象となるダイオキシン類の環境測定の項目及び測定方法

p.18 別表 1

一般環境大気の常時監視又は調査測定(大気環境基準の適合状況の監視等)

平成１１年環境庁告示第６８号別表(ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法)
ダイオキシン類対策特別措置法の施行について（通知）（平成 12 年環企企第 11 号、環保安第 6 号、環大企第 11 号、環大規第 5 号、
環水企第 14 号、
環水管第 1 号、環水規第 5 号、環水土第 7 号（以下、「施行通知」）第３の２（２）イ（ア））水質（公共用水域水質及び地下水質）の常時監視又は調査
測定(水質環境頁・行
p.４上から3～４行目
加筆、修正
p.10 下から 6～7行目修正
p.14 下から 1～2行目加筆
p.15 上から 7 行目
修正
p.16 下から 1～2行目加筆
p.18 別表 1
タイトル
加筆
p.18 別表 1
削除、加筆

削除

1

新旧対照表

新指針
内容
（平成１１年総理府令第６７号、平成１１年環境庁告示第６８号、平成１６年環境省告示第８０号及び平成１７年環境省告示第９２号に定める方法（別表１参照）等。以下同じ。）
３．試料の前処理に係る測定項目別の個別事項
試料の前処理に係る測定項目別の個別事項については、必要に応じ、別紙３～８に規定する。
８．簡易測定法による測定に係る特記事項
簡易測定法（別表 1 参照）による測定に係る特記事項については、必要に応じ、別紙 9 に規定する。
…、以下の２～７の作業を行い、作成した記録を技術管理者に提出する。
７．比較試験
簡易測定法による測定の場合は、比較試験の測定値を求め、結果を比較検討し、記録する。
本指針の対象となるダイオキシン類の環境測定の主な項目及び測定方法
一般環境大気水質（公共用水域水質及び地下水質）

平成１１年環境庁告示第６８号別表(ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法)
ダイオキシン類対策特別措置法の施行について（通知）（平成１２年環企企第１１号、環保安第６号、環大企第１１号、環大規第５号、環水企第１４号、
環水管第１号、環水規第５号、環水土第７号（以下、「施行通知」）第３の２（２）イ（ア））・ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル

基準の適合状
況の監視等)
公共用水域の水底の底質の汚染状況の測定(底質環境基準の適合状況の監視等)

ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル（平成１２年３月環境庁）(水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法)

削除、加筆

公共用水域の水底の底質簡易測定法
土壌汚染の状況の常時監視又は調調査測定(土壌環境基準の適合状況の監視等)

平成１１年環境庁告示第６８号別表（土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法）
施行通知（第３の２（２）イ（ウ））

削除、加筆

土壌簡易測定法

排出ガスの汚染状況の調査
測定

削除、加筆

ばいじん及び焼却灰その他

削除、加筆2

排出ガス簡易測定法

ばいじん及び焼却灰その他

平成１１年環境庁告示第６８号別表(水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法)
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく底質環境基準の施行について（通知）（平成１４年環水企第１１７号、環水管第１７０号（以下、「底質環境基準施行通知」という。）第３の２）・ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル
底質環境基準施行通知（第４）・底質のダイオキシン類簡易測定法マニュアル
平成１１年環境庁告示第６８号別表（土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法（ポリ塩化ジベンゾフラ
ン等（ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンをいう。以下同じ。）及びコプラナーポリ塩化ビフェニルをそれぞれ測定するものであってかつ当該ポリ塩化ジベンゾフラン等を２種類以上のキャピラリーカラムを併用して測定するものに限る。））
施行通知（第３の２（２）イ（ウ））平成１１年環境庁告示第６８号別表備考３（土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフ三次元四重極形質 量分析計により測定する方法）
・土壌のダイオキシン類簡易測定法マニュアル
平成１７年環境省告示第９２号（ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法）
・排出ガス、ばいじん及び燃え殻のダイオキシン類簡易測定法マニュアル（機器分析法）

の燃え殻の汚染状況の測定

p.21 別紙 1
上から
5 行目

p.23 別紙 2
下から2 行目
p.24 別紙 2
下から
6 行目の燃え殻
簡易測定法

p.20 別表 2
下から 11～12 行目
加筆
p.22 別紙 1
上から 2行目加筆
p.22 別紙 1
上から 10～11 行目
加筆、修正
p.23 別紙 2
下から
3 行目加筆p.24 別紙 2
下から 1～3 行目加筆

５．測定用試料の定量結果の確定に係る作業

p.25 別紙 2
上から 1行目修正
p.25 別紙 2
下から 6 行目修正
p.32 別紙 9加筆

６．測定用試料の定量結果の確定状況（確定できない結果が生じた場合には、その旨を記述し、その内容等は第６の３において記述する。
）
第 8 添付文書

3

平成１７年環境省告示第９２号（ガスクロマトグ
ラフ質量分析計により測定する方法）
・排出ガス、ばいじん及び燃え殻のダイオキシン
類簡易測定法マニュアル（機器分析法）
・簡易測定法導入時の確認試験に関する記録 第２部第４章８（簡易測定法）・比較試験に関する記録（簡易測定法）
第２部第４章８
６．比較試験に係る作業（簡易測定法）

５．比較試験の確認に係る作業（簡易測定法）
６．測定用試料の定量結果の確定に係る作業

7. 比較試験（簡易測定法）（第２部第４章８）

６．比較試験の実施状況及び結果並びにその評価（簡易測定法）（第２部第５章７）（１）比較試験に供した試料の由来等（２）今回の測定結果と過去の測定結果との比較
７．測定用試料の定量結果の確定状況（確定できない結果が生じた場合には、その旨を記述し、その内容等は第６の３において記述する。
）
第 7 添付文書

別紙９ 簡易測定法に係る特記事項
簡易測定法による測定を行う場合、測定担当者は、以下の試験を行い、作成した試験結果の記録を技術管理者に提出する。
１．簡易測定法導入時の確認試験（１）汚染原因の異なる複数の試料による確認試験を実施し、以下に示す高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計による方法（以下「従来測定法」という。）による毒性等量に対する簡易測定法による毒性等量の比を求め、測定方法に規定されている範囲にあることを確認し、その結果を記録する。
（２）同一試料による繰り返し試験を実施したときの簡易測定法

による毒性等量の変動係数を求め、測定方法に規定されている範囲にあることを確認し、その結果を記録する。
（３）上記（１）及び（２）において、測定方法に規定されている範囲に入っていない場合は、その原因を調査して取り除いた上で再試験を実施し、再試験を行った旨及びその結果を記録する。
（４）採用した GC のカラムで単独定量できない 2,3,7,8-位塩素置換体及び Co-PCBs について重なっている化合物の影響を大きく受けていないことを確認し、その結果を記録する。
従来測定法
底質：ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアルによる方法
土壌：ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアルによる方法
排出ガス：日本工業規格Ｋ０３１１に定める方法
ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻：平成１６年環境省告示第８０号（ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第二項第一号の規定に基づき環境大臣が定める方法）に定める方法
２．比較試験
同一試料による従来測定法との比較試験を実施し、従来測定法による毒性等量に対する簡易測定法による毒性等量の比を求め、測定方法に規定されている範囲にあることを確認し、その結果を記録する。

4