PT3C-0528

光波干涉式气体浓度计
FI-8000
使用说明书（PT3-052）

邮编 174-8744 东京都板桥区小豆泽 2-7-6
官方网站：https://www.rikenkeiki.co.jp/

目录
1. 产品概况 .............................................................................................................................................. 3
1-1. 前言 .............................................................................................................................................. 3
1-2. 使用目的 ....................................................................................................................................... 3
1-3. 危险、警告、注意、注记 .............................................................................................................. 3
2. 安全上的重要通知 ................................................................................................................................ 4
2-1. 危险事项 ....................................................................................................................................... 4
2-2. 警告事项 ....................................................................................................................................... 6
2-3. 注意事项 ....................................................................................................................................... 7
2-4. 安全信息 ....................................................................................................................................... 8
3. 产品的构成 .......................................................................................................................................... 9
3-1. 本体及标准附件 ............................................................................................................................ 9
3-2. 各部分的名称与功能 ................................................................................................................... 12
4. 使用方法 ............................................................................................................................................ 14
4-1. 使用注意事项 .............................................................................................................................. 14
4-2. 启动准备 ..................................................................................................................................... 14
4-3. 基本动作流程（测量模式） ........................................................................................................ 18
4-4. 启动方法 ..................................................................................................................................... 19
4-5. 测量方法(测量模式) .................................................................................................................... 21
4-6. 标准气体校正 .............................................................................................................................. 24
4-7. 各种模式 ..................................................................................................................................... 25
4-8. 设置模式 ..................................................................................................................................... 27
4-9. 记录测量模式（仅泵吸入式） ..................................................................................................... 34
4-10. 退出方法 ................................................................................................................................... 40
5. 各种动作及功能 ................................................................................................................................. 41
5-1. 注意显示“CAUTION” ................................................................................................................ 41
5-2. 错误显示“ERROR”.................................................................................................................... 42
6. 维修保养 ............................................................................................................................................ 43
6-1. 检查的频次和检查项目 ................................................................................................................ 43
6-2. 气体校正 ..................................................................................................................................... 44
6-3. 清扫方法 ..................................................................................................................................... 44
6-4. 更换各零件 .................................................................................................................................. 45
7. 关于保管及废弃 ................................................................................................................................. 46
7-1. 保管或长期不使用时的处置 ........................................................................................................ 46
7-2. 重新使用时的处置 ....................................................................................................................... 46
7-3. 废弃产品 ..................................................................................................................................... 47
8. 故障诊断表 ........................................................................................................................................ 48
9. 产品规格 ............................................................................................................................................ 51
9-1. 规格一览 ..................................................................................................................................... 51
9-2. 附件一览 ..................................................................................................................................... 52
10. 术语定义 .......................................................................................................................................... 53
11. 检测原理 .......................................................................................................................................... 54
各型号测量气体规格书 .................................................................................................................... 55-2-2. 安全上的重要通知

2-4. 安全信息2-4. 安全信息
FI-8000 是一款用于在危险场所测量可燃气体的浓度及热量的光波干涉仪。
测量方式包括 2 种，分别是通过握住橡胶吸气装置来吸入的手动吸入式与利用内置泵的自动吸入式。
电源可选择碱性干电池与锂离子电池中任意一种。
碱性干电池单元的型号有 BUD-8000(F)，锂离子电池单元的型号有 BUL-8000(F)或 BUL-8000(F1)。
另外，用户可自行更换电池单元。
ATEX 防爆规格• Ex ia IIC T4 Ga•

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga• 环境温度范围 ： -20～+50℃• 环境温度范围（充电时）： 0～+40℃
电气规格• 锂离子电池单元 : BUL-8000(F),BUL-8000(F1)电池组（BP-8000）并联 2 个麦克赛尔 INR18650PB1、SDI 的 INR18650-15M 或是 SONY
的 US18650VT3 锂离子电池组。（ Um=250V）• 碱性干电池单元 : BUD-8000(F)可使用的碱性干电池是东芝制五号碱性干电池(LR6)。
认证号• IECEx 认证号 ： IECEx PRE 14.0061• ATEX 认证号 ： Presafe 14 ATEX 5711X• UKEX 认证号 ： DNV 22 UKEX 22578X
适用标准• IEC 60079-0：2017• EN IEC 60079-0:2018• BS EN IEC 60079-0:2018• IEC 60079-11：2011• EN60079-11:2012• BS EN 60079-11:2012与该类型认证相关的条件
根据 ATEX 指令附件二第 1.5.5 节的测量功能不包括在本欧盟型号认可中。
根据欧洲统一标准的要求，必须分别满足气体性能和安全装置的要求。
根据 UKSI 2019 年第 1107 号法规附表 1 第 24 段规定的测量功能不包括在本英国类型证书中。
对于气体性能和安全装置的要求，必须满足单独的英国指定标准的要求。
注意事项• 请勿在危险场所对锂离子电池单元进行充电。
• 请用专用充电器对锂离子电池单元进行充电。
• 请勿在危险场所更换电池单元。
• 请勿在危险场所更换干电池。
• 请勿拆解或改装仪器。
• 电源请使用优质五号碱性干电池。
INST. No. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AB C
DE
A: 制造年份(0-9)
B: 制造月份(1-9 月,X<10 月>,Y<11 月>Z<12 月>)
C: 制造批次
D: 序列号
E: 工厂代码

邮编 174-8744 东京都板桥区小豆泽 2-7-6
官方网站：https://www.rikenkeiki.co.jp/-8-4. 使用方法

4-5. 测量方法(测量模式)＜测量气体／测量范围详细显示＞
可确认测量气体及测量范围等详细信息。
① 按下 DISP 开关。本仪器按顺序显示如下画面（显示内容因测量气体或基底气体的组合而异）。

② 显示 10 个循环后，返回正常画面。

- 23 -

4. 使用方法

4-7. 各种模式

4-7. 各种模式
各模式说明如下。
模式
项目
测量模式
―

LCD 显示
浓度显示

内容
通常状态

SELECT GAS

可选择测量气体。

SET DATE/TIME

可设置内部钟表的日期时间。

保存数据显示VIEW SAVED DATA

可显示在手动存储器及记录测量模式
下记录的数据。

保存数据
清空

CLEAR SAVED DATA

可清除在手动存储器及记录测量模式
下记录的数据。

IrDA 通信

IrDA COM.

可用红外通信端口与外部进行通信。

进入测量模式

START MEAS.

可从设置模式进入测量模式。

测量气体设置设置
模式（电源接通时，同时按下▲开关
/POWER 开关)
日期时间设置- 25 -

4. 使用方法

4-7. 各种模式

模式项目测量气体设置记录测量模式(仅泵吸入式)（电源接通时，同时按下 REC 开关
记录测量间隔/POWER 开关)设置泵吸入时间设置

LCD 显示内容SPE 编号/气体名称显示 可选择测量气体。

REC. INTERVAL可从 5 秒、10 秒、30 秒、60 秒、5分、10 分、30 分、60 分中选择记录测量的间隔。

PUMPING TIME

可从 5 秒、10 秒、30 秒、60 秒、300
秒中选择在记录测量模式下的泵吸入时间。

剩余存储空间显 FREE SPACE
示记录测量开始RECORDING MEAS.

- 26 -

显示在手动存储器及记录测量模式下可记录的剩余存储空间。

开始记录测量。

4. 使用方法

4-8. 设置模式

4-8. 设置模式
在这种模式下可更改总显示及各种设置。
一边按下▲/REF CAL 开关，一边按 POWER 开关来打开电源，可进入该模式。
每按一次▲开关可按顺序显示各种菜单画面。
LCD
启动流程
⇒P19

电源 ON
同时按▲/REF CAL 开关
POWER 开关。

↓

↓▲

设置模式
测量气体设置可选择测量气体。

→
ENTER

测量气体设置
⇒P29

→
ENTER

日期时间设置
⇒P30

→
ENTER

保存数据显示
⇒P31

→
ENTER

保存数据清除⇒P32↓▲
日期时间设置设置内部时钟的日期时间。

↓▲
保存数据显示显示在手动 存储器或记 录
测量模式下记录的数据。

↓▲
保存数据清除清除保存数据。

↓▲
IrDA 通信与电脑进行红外线通信，进
行各种设置或数据管理。
(通信程序为特别附件。)- 27 -

4. 使用方法

4-8. 设置模式

↓▲
→
ENTER

进入测量模式退出设置模式，进入测量模式。

- 28 -

进入测量模式⇒P33

4. 使用方法

4-8. 设置模式＜测量气体设置“1.SELECT GAS”＞
可选择测量气体。
① 按下▲/▼开关，从设置菜单选择测量气体设置。

② 按下 ENTER 开关后，如下显示当前设定的测量气体及基底气体，测量范围等信息（显示的信息会因选择的测定气体或测量范围而异）。

注记
如未更改设置，按下 ESC 开关后返回设置模式菜单。
③ 如再次按 ENTER 开关，画面右上角的 SPE 编号（分配给测量气体或基底气体、测量范围等组合的编号）闪灭。每按一次▲开关或▼开关，就会显示不同的 SPE 编号。

④ 按 ENTER 开关确定。确定后，本仪器自动返回设置模式菜单。

注记
如希望更改或增设可选气体种类，请联系销售店或最近的本公司营业所。

- 29 -

4. 使用方法

4-8. 设置模式＜日期时间设置“2.SET DATE/TIME”＞
可设置内部钟表的日期时间。
① 按下▲/▼开关，从设置模式选择日期时间设置。

② 按下 ENTER 开关后，显示设定时间。
（输入例 2014 年 1 月 20 日 23 时 47 分）

注记
如未更改设置，按下 ESC 开关后返回设置模式菜单。
③ 如再次按下 ENTER，输入处闪灭。按年、月、日、时、分的顺序输入。用▲开关或▼开关更改，再分别用 ENTER 开关确定（时间为 24 小时制）。
④ 更改时间（分），用 ENTER 开关确定后，本仪器自动返回设置模式菜单。

- 30 -

4. 使用方法

4-8. 设置模式＜保存数据清除“4.CLEAR SAVED DATA”＞
可清除在手动存储器及记录测量模式下记录的数据。
① 按下▲/▼开关，从设置模式模式选择保存数据清除。

② 按下 ENTER 开关后，显示是否删除保存数据的确认画面。

注记
• 如不要删除保存数据，按下 ESC 开关后返回设置模式菜单。
• 如要删除数据，则删除在该时间记录下的所有保存数据。
③ 按下 ENTER 开关。在画面右上角显示 DATA CLEAR 后，删除结束。

④ 按下 ENTER 开关或 ESC 开关，本仪器返回设置模式菜单。

- 32 -

4. 使用方法

4-8. 设置模式＜进入检测模式“6.START MEAS.”＞可从设置模式进入测量模式。
① 按▲/▼开关，从设置菜单选择进入测量模式。

② 按下 ENTER 开关后，显示是否进入测量模式的确认画面。

注记如未进入测量模式，按下 ESC 开关后返回设置模式菜单。
③ 按下 ENTER 开关后，本仪器进入测量模式。

- 33 -

4. 使用方法

4-9. 记录测量模式（仅泵吸入式）

泵吸入时间设置
设置记录测 量中的泵吸 入
时间。

→
ENTER

泵吸入时间设置
⇒P38

→
ENTER

记录测量开始⇒P39↓▲剩余存储空间显示
显示剩余存储空间。

↓▲
记录测量开始开始记录测量。

- 35 -

4. 使用方法

4-9. 记录测量模式（仅泵吸入式）＜测量气体设置＞
可选择测量气体。
① 按▲/▼开关，从记录测量模式菜单选择测量气体设置。
本仪器按顺序显示测量气体或基底气体，测量范围等信息(显示的信息会因选择的测定气体或测量范围而异。)。

② 按下 ENTER 开关。

注记
如没有更改设置，按下 ESC 开关后返回记录测量模式菜单。

③ 画面右上角的 SPE 编号（分配给测量气体或基底气体、测量范围等组合的编号）闪灭，每按一次▲开关或▼开关，就会显示不同的 SPE 编号。

④ 选择任意 SPE 编号，按 ENTER 开关确定。
SPE 编号停止闪灭后，设置结束。按下 ENTER 开关确认选择后，本仪器返回记录测量模式菜单。

- 36 -

4. 使用方法

4-9. 记录测量模式（仅泵吸入式）＜记录测量间隔设置“REC. INTERVAL”＞
可从 5 秒、10 秒、30 秒、60 秒、5 分、10 分、30 分、60 分中设置记录测量的时间间隔。
① 按下▲/▼开关，从记录测量模式菜单选择记录测量间隔设置。

②按下 ENTER 开关后，记录测量的时间间隔（数字及单位）闪灭。

注记
如没有更改设置，按下 ESC 开关后返回记录测量模式菜单。
③ 用▲／▼开关选择记录测量的时间间隔，用 ENTER 开关确定。
（输入例 10 分）④ 数字及单位停止闪灭后，设置结束。
用 ENTER 开关确定测量间隔后，本仪器返回记录测量模式菜单。

- 37 -

4. 使用方法

4-9. 记录测量模式（仅泵吸入式）＜泵吸入时间设置“PUMPING TIME”＞
可从 10 秒、30 秒、60 秒、300 秒、连续(CONTINUOUS)设置泵的吸入时间。
① 按下▲/▼开关，从记录测量模式菜单选择泵吸入时间设置。

② 按下 ENTER 开关后，泵吸入时间（数字及单位）闪灭。

注记
如没有设置泵吸入时间，按下 ESC 开关后返回记录测量模式菜单。
③ 用▲/▼开关选择泵的吸入时间，用 ENTER 开关确定。
（输入例 60 秒）④ 数字及单位停止闪灭后，设置结束。
用 ENTER 开关确定泵的吸入时间后，本仪器返回记录测量模式菜单。

- 38 -

4. 使用方法

4-9. 记录测量模式（仅泵吸入式）＜记录测量开始“RECORDING MEAS.”＞可开始记录测量。
① 按下▲/▼开关，从记录测量模式菜单选择记录测量开始。

② 按下 ENTER 开关，开始记录测量。
在记录测量中，本仪器按顺序显示以下画面。
＜到下一次测量 1 分钟前的显示＞
交互显示最后记录的测量结果与到下一次测量的时间（单位：分钟）。

＜到下一次测量 60 秒～2 秒前的显示＞
交互显示最后记录的测量结果与到下一次测量的时间（单位：秒）。

＜到下一次测量 2 秒前～0 秒的显示＞
最后记录的测量结果闪灭，保存新的测量结果后，更新显示内容。

注记本仪器如果超过数据容量（256 条），显示“RECORD FULL”，
将无法仪器在更多数据 。重新保存数据时，请在总显示/设置模式下删除保存数据（详细内容请参照“4.8 设置模式”）。

- 39 -

4. 使用方法

4-10. 退出方法

4-10. 退出方法
测量后，请从 GAS IN 侧吸入新鲜空气，排出残留在本仪器内部的测量气体。
关闭电源时，请长按 POWER 开关。蜂鸣器响 3 次，一直按着 POWER 开关直至画面显示消失，电
源关闭。

- 40 -

5. 各种动作及功能

5-1. 注意显示“CAUTION”

5

各种动作及功能5-1. 注意显示“CAUTION”
本仪器具有自我诊断功能。如果本仪器显示注意，这表明自我诊断功能中发现了轻微异常。
注意显示：自动发现本仪器内的轻微异常动作，并显示注意。
显示动作：在画面显示注意内容，并进行报知。
注意的种类：电池电压低、对比度低、光量低、校正不良、规格范围外温度、规格范围外气压请查明原因进行妥善处理。
如设备有问题或频繁显示注意显示，请立即与本公司联系。
＜显示动作＞
LCD 显示交互显示正常画面与注意内容。

交互显示

正常画面

对比度低

注意显示

显示例

注记
• 即使在有注意显示的状态下，本仪器还会继续测量。但是，如果出现注意显示，请立即进行妥善处
理，恢复成没有注意显示的状态。
• 关于注意内容的详细内容及处理方法，请参照《8.故障诊断表》。

- 41 -

5. 各种动作及功能

5-2. 错误显示“ERROR”

5-2. 错误显示“ERROR”
本仪器具有自我诊断功能。如果本仪器显示错误，这表明自我诊断功能中发现了无法进行测量的严重
异常。
错误显示：
显示动作：
注意种类：

自动发现本仪器内的重大异常动作，并显示错误。
在画面显示错误内容，并进行报知。
电池错误、对比度错误、光量错误、设置信息错误、系统错误、内置时钟错误、
光学传感器单元错误请查明原因进行妥善处理。
如设备有问题或错误显示频发，请立即与本公司联系。
＜显示动作＞
LCD 显示表示错误内容。

指示灯

闪灭

蜂鸣器

鸣响（哔哔、哔哔…）。

对比度错误
显示例

注记
• 如显示错误，就不可进入各种模式，直至错误消除。如显示错误，请尽早进行妥善处理。
• 关于错误内容的详细内容及处理方法，请参照《8.故障诊断表》。

- 42 -

6. 维修保养6-1. 检查的频次和检查项目

6维修保养为了维持本仪器的性能，提高可靠性，请定期实施维修保养。

6-1. 检查的频次和检查项目• 日常检查：请在作业前进行检查。
• 定期检查：为了维持性能，请以每年进行一次以上的频次检查。
日常
检查

1 个月
检查

定期
检查

确认电池余量足够。

○○○

确认浓度显示用吸入指定的校正气体，确认浓度显示值为标准校正值。如指示有偏差，请用标准气体进行标准校正。

○

○

○

确认本体动作确认动作状态显示，确认无异常。

○

○

○

确认泵动作
(仅泵吸入式）确认泵动作状态显示，确认无异常。

○

○

○

检查项目

检查内容

确认电池余量气体检测感度校 用试验用标准气体确认灵敏度，再根据需要进行灵敏
正
度校正。

○

＜关于保养服务＞• 本公司提供包括气体检测感度校正等在内的定期检查、调整、维护等相关服务。
制作试验用标准气体时，需要规定浓度的气瓶、气袋等专用器具。
本公司指定的服务人员是由具备作业方面的专用器具、以及其他产品相关专业知识的工作人员构成。
为了保持设备能安全工作，请您利用本公司的保养服务。
• 保养服务的主要内容如下。详细内容请咨询本公司营业部。
主要服务内容确认电池余量： 对电池余量进行确认。

确认检测感度： 用标准气体确认浓度显示值为标准气体浓度值。
如指示有偏差，进行检测感度校正。

确认流量(仅泵吸入式）气体灵敏度确认

： 确认无异常。
用外部流量计确认流量。
用试验标准气体进行灵敏度确认。或根据需要进行灵敏度校正。

清扫、修复设备
(目视诊断)： 确认机器外观上的污垢或损伤，对明显位置进行清扫、修复。
如有龟裂或损坏，更换零件。

操作确认设备

： 操作开关确认各种功能的动作，检查参数等。

更换劣化零件： 更换传感器、滤网、泵等劣化零件。

- 43 -

6. 维修保养

6-4. 更换各零件

6-4. 更换各零件＜更换定期更换的零部件＞
推荐定期更换的零部件清单
No.

名称

零件号

推荐的检查
周期

推荐的更换
数量
（个/台）
周期

备注
※假设每年使用
500 小时时

1

泵单元(RP-12)4181 0610 30

6 个月

2 年(※)

1

2

五号碱性干电池

2753 3007 80

-

-

3

3

Li-ion 电 池 组(BUL-8000(F)或BUL-8000(F1)用)

-

-

充放电
500 次

1

BUL-8000(F),BUL-8000(F1)
使用（选配）时

4

橡胶压盖

4775 5614 50

-

2年

1

BUL-8000(F),BUL-8000(F1)
使用（选配）时

5

手动吸气装置

0904 0012 60

-

5年

1

使用手动吸气装置规格时

注记上述更换周期为大致标准，因使用条件而异。此外，这并不表示质保期。更换时期因定期检查的结果而变。

几乎所有的定期更换零部件在更换后，都需要由专门的维修人员确认动作。
为了保障机器的稳定动作和安全，对于需确认动作的更换零件，请委托专门的维修人员。请联系本公
司营业部。

- 45 -

8. 故障诊断表

8

故障诊断表
这份故障诊断表并没有记载本仪器的所有问题原因。只记载了简单的内容，帮助用户查明常见问题的原因。对于这里没有记载的症状，或者进行处置依然没有恢复时，请联系本公司营业部。
＜机器故障＞症状原因处置碱性干电池单元时：请断开电源，在非危险场所更换 3 节新电池。

电池已极度消耗锂离子电池单元时：请断开电源，在非危险场所进行充电。

电源不接通按下 POWER 开关的时间短打开电源时，请一直按住 POWER 开关，直到发出哔的声音。

电池单元安装不良

请确认是否将电池单元正确安装到了本体。

异常动作

突发静电噪音等的影响请断开电源重新启动。

操作不便突发静电噪音等的影响请断开电源，在非危险场所拆下电池单元后，重新装上电池单元，打开电源进行操作。
碱性干电池单元时：请断开电源，在非危险场所更换成新电池。

显示电池电压低注
意(CAUTION)LOW BATTEERY电池余量少显示对比度低注意(CAUTION)LOW CONTRAST

干涉仪传感器的对比度因污渍 建议更换或维修干涉仪传感器。请委托销售店或而下降
者最近的本公司营业所进行更换或维修。

显示光量低注意(CAUTION)
LOW
BRIGHTNESS

干涉仪传感器的光量低显示标准校正注意(CAUTION)CHECK REF. CAL

有可能发生零点漂移

显示超出规格范围
温度注意(CAUTION)
OUT of SPEC.
TEMP锂离子电池单元时：请断开电源，在非危险场所进行充电。

建议更换或维修干涉仪传感器。请委托销售店或者最近的本公司营业所进行更换或维修。

在产品内部（光源传感器部）
请吸入干燥空气，吹干传感器部。
发生结露请使用指定的标准气体实施标准校正（关于指定的标准气体，请参照测量气体规格书）。

在产品内部（光源传感器部）
请吸入干燥空气，吹干传感器部。
发生结露
内置的温度传感器检测超规格请在规格温度范围内使用本仪器。
的温度- 48 -

8. 故障诊断表显示规格范围外气
压注意
(CAUTION)
OUT of SPEC.
PRES

内置的压力传感器检测异常压请在大气压环境中使用本仪器。
力显示内置时钟错误
(ERROR)
CLOCK

检测出内部时钟的异常时间设 请设置日期时间。
定值另外，如这种症状频现，请联系本公司营业部。
碱性干电池单元时：请断开电源，在非危险场所更换成新电池。

显示电池错误
(ERROR)LOW BATTERY

电池余量用完无法进行测量

显示对比度错误
(ERROR)
LOW
BRIGHTNESS

干涉仪传感器的对比度因污渍 请委托销售店或者最近的本公司营业所更换或而下降，无法测量维修干涉仪传感器。

显示光量错误
(ERROR)
LOW
BRIGHTNESS

系统发生异常光学传感器单元错
误
(ERROR)
OPTOCAL UNIT请断开电源重新启动。如这种症状频发，需要维
来自光学传感器单元的通信信修干涉仪传感器。维修事宜，请委托本公司营业
息存在异常
部。

显示设置信息错误(ERROR)SETTING在设置模式下设置的数据破损

在设置模式下确认设置内容，如果设置的内容与显示内容不同，请重新设置。

显示系统错误
(ERROR)SYSTEM系统发生异常请委托销售店或者最近的本公司营业所进行维修。

适配器连接不正确请正确插入 AC 适配器的 AC 插头及 DC 插头。

充电电路有异常

请委托销售店或者最近的本公司营业所进行维修。

充满电

在充满电的状态下即使再次充电，充电确认指示
灯也不会发亮。

无法充电(仅充电池单元)锂离子电池单元时：请断开电源，在非危险场所进行充电。

请委托销售店或者最近的本公司营业所更换或维修干涉仪传感器。

- 49 -

8. 故障诊断表＜指示值故障＞
症状

原因

处置

传感器漂零

请进行标准校正。

未正确选择测量气体及基底气体请正确选择测量气体及基底气体。

存在杂质气体如含有杂质气体(即不是测量气体也不是基底气体的气体)，本仪器就不能正确测量。请去除杂质气体，重新测量。

GAS IN/GAS OUT 不是大气压

如果不在大气压中，本仪器就不能正确测量。请将
GAS IN/GAS OUT 放到大气压环境中重新测量。

吸入侧或排气侧管折断或堵塞请修复问题位置。

指示值不正确

吸入侧软管内发生结露。 请修复问题位置。

- 50 -

9. 产品规格

9-1. 规格一览9产品规格9-1. 规格一览
号 FI-8000

型
测

量

原

理 光波干涉式

测 量 对 象 气 体 参照附页

※1

指

示

精

度 按测量对象气体

※2

测

量

方

式 利用内置泵的自动吸入式

利用手动吸气装置的手动吸入式

自 我 诊 断 功 能 电池电压低、光量低、对比度低、气压异常、温度异常示 LCD 数字
(7 段数码管数字显示 +标记 + 20 段数码管文字显示×2 行)

显
总
外

显
部

示 气体浓度、气体名称、测量范围、电池余量输

出 IrDA（数据记录器用）

功

能 数据记录器、大气压补偿、温度补偿电

源 碱性干电池单元（ 五号碱性干电池×3 节 ）【BUD-8000(F)】（标准）或锂离子电池单元【BUL-8000(F), BUL-8000(F1)】（选配）连 续 使 用 时 间 BUD-8000(F)：12 小时以上（新干电池，25℃、无照明时）
BUL-8000(F), BUL-8000(F1)：18 小时以上（充满电时、25℃、无照明时）

BUD-8000(F)：16 小时以上（新干电池，25℃、无照明时）
BUL-8000(F), BUL-8000(F1)：24 小时以上（充满电时、25℃、无照明时）

使用温湿度范围 -20～+50℃（不得有骤变）、95％RH 以下（无结露）保护等级 相当于 IP67

防

爆

结

构 本质安全型防爆结构

防

爆

等

级 Ex ia IIC T4(Japan Ex)
II1G Ex ia IIC T4 Ga(ATEX/UKEX)
Ex ia IIC T4 Ga(IECEx)

外

观

尺

寸 约 154（W）×127（H）×81（D）（mm）

量 约 1.1kg（包括 BUD-8000(F)）
约 1.2kg（包括 BUL-8000(F)或 BUL-8000(F1)）※1 关于测量气体、测量范围或指示精度等，请参照测量气体规格书。
关于标准系列的型号，请参照本使用说明书末尾的各型号测量气体规格书。
测量各型号测量气体规格书中未列出的气体时，请参照附页规格书。
重- 51 -

9. 产品规格

9-2. 附件一览※2 指示精度可按以下公式计算得出（但这是刚刚进行标准气体校正后的指示精度）。
指示精度 ＝±（指示值 - REF CAL 值）× 0.03（例）测量对象气体基底气体测量范围REF CAL 值

： 氟烷
： 氧气
： 0.00～6.00vol％： 1.57vol％（请参照第 49 页的测量气体规格书。）

在上述气体规格指示 4.23vol％时
指示精度： ±（指示值 - REF CAL 值）× 0.03＝±（ 4.23 - 1.57） ×0.03＝± 0.0798

9-2. 附件一览

标准附件

特别附件

•
•
•
•
•
•
•
•

碱性干电池单元(BUD-8000(F))
五号碱性干电池 3 节
采气管(1m) 1 根
背带 1 个
手动吸气装置 1 个（仅手动吸入式）
吸入管（含氯化钙）、转接管、吸入固定带（仅麻醉气体规格）
使用说明书测量气体规格书（在本书末尾的各型号测量气体规格书未列出测量对象气体时附上）• 产品质保书• 锂离子电池单元(BUL-8000(F),BUL-8000(F1))• 充电用 AC 适配器• 关于使用的 FI-8000 规格，请参照本书末尾的各型号测量气体规格书。

- 52 -

10. 术语定义

10

术语定义
vol%

用体积百分之一的单位表示气体浓度。

LEL

表示爆炸下限“Lower Explosive Limit”的缩写。
爆炸下限是指可燃气体与空气混合，因起火而引起爆炸的最低浓度。

g/m3

表示 1m3 中所含浓度测量对象气体重量的单位。

测量气体在吸入气体中的浓度测量对象气体。

基底气体除去吸入气体中的测量气体后剩余的气体。

标准气体

测量时，具有标准折射率的气体（请参照测量气体规格书）。

标准气体
校正值

测量标准气体时应指示的值（请参照测量气体规格书）。

- 53 -

11. 检测原理【麻醉气体用】
TYPE P-24-00
TYPE P-24-50
TYPE A-24-00
TYPE A-24-50

麻醉气体、泵规格麻醉气体、吸气装置规格可选择的气体种类与测量范围测量气体的种类
（ 显示文字 ）

测量范围
（最小位）

标准气体
※
( REF CAL 值 1) )

漂零量 2

1

氧气中的氟烷
( HALOTHANE in O2 )0.00-6.00 vol%( 0.01 vol% )AIR( 1.57 vol% )0.11 vol%2

氧气中的异氟烷
( ISOFLURANE in O2 )0.00-8.00 vol%( 0.01 vol% )AIR( 1.65 vol% )0.11 vol%3

氧气中的七氟烷
( SEVOFLURANE in O2 )0.00-10.00 vol%( 0.01 vol% )AIR( 1.70 vol% )0.12 vol%4

氧气中的地氟烷
( DESFLURANE in O2 )0.00-20.00 vol%( 0.02 vol% )AIR( 2.10 vol% )0.14 vol%5

空气中的氟烷
( HALOTHANE in AIR )0.00-6.00 vol%( 0.01 vol% )AIR( 0.00 vol% )0.11 vol%6

空气中的异氟烷
( ISOFLURANE in AIR )0.00-8.00 vol%( 0.01 vol% )AIR( 0.00 vol% )0.12 vol%7

空气中的七氟烷
( SEVOFLURANE in
AIR )0.00-10.00 vol%( 0.01 vol% )AIR( 0.00 vol% )0.12 vol%8

空气中的地氟烷
( DESFLURANE in AIR )0.00-20.00 vol%( 0.02 vol% )AIR( 0.00 vol% )0.16 vol%※ ）指示精度 3:※ ）±（ 指示值 – REF CAL 值 ） ×0.03※1）实施标准气体校正（REF CAL）时的指示值。
※2）在±10℃的温度变化中可发生的指示漂移。
※3）刚实施标准气体校正（REF CAL）后的精度

特别注意事项
注 1）

由于是属于不易挥发物质，因此温度及气压不同，有可能达不到测量范围的上限浓度。

- 56 -

11. 检测原理【熏蒸气体用】
TYPE P-48-01
TYPE P-48-51
TYPE A-48-01
TYPE A-48-51

熏蒸气体、泵规格
熏蒸气体、吸气装置规格可选择的气体种类与测量范围测量气体的种类
（ 显示文字 ）

测量范围
（最小位）

标准气体
※
( REF CAL 值 1) )

漂零量 2

1

空气中的溴甲烷(CH3Br in AIR)

0-200g/m3( 1 g/m3 )AIR( 0 g/m3 )5 g/m32

空气中的碘代烷(CH3I in AIR)

0-200g/m3( 1 g/m3 )AIR( 0 g/m3 )5 g/m33

空气中的硫酰氟
(SO2F2 in AIR)

0-200g/m3( 1 g/m3 )AIR( 0 g/m3 )7 g/m34

空气中的溴甲烷(CH3Br in AIR)

0.00-5.00 vol%（0.01 vol% ）AIR（ 0.00 vol% ）0.11 vol%5

空气中的环氧丙烷
(PO in AIR)

0.00-10.00vol%( 0.01 vol% )AIR（ 0.00 vol% ）0.10 vol%

6
7
8
※ ）

指示精度 3:±（ 指示值 – REF CAL 值 ） ×0.03※1）实施标准气体校正（REF CAL）时的指示值。
※2）在±10℃的温度变化中可发生的指示漂移。
※3）刚实施标准气体校正（REF CAL）后的精度

特别注意事项
注 1）

测量对象气体为强毒性物质。
请注意处理好测量后排出的气体，并采取充分的安全对策。

- 57 -※ ）