循環冷却装置

切断と研磨装置の循環冷却水供給用の小型で堅牢なシステム

システムの構成内容

ストルアスの循環冷却装置は、切断と研磨機への冷却水再循環用の小型システムです。小型で、テーブルの下に保管できます。

柔軟な循環冷却装置

制御ユニット• 長寿命と優れた放熱性– ステンレス鋼製

冷却ユニットは、ステンレススチール製で3種類のサイズがあるタンクユニットを用意しています。
3つのコンテナには、二つの異なるポンプサイズを用意。
固定して使用する、再利用可能なフィルタバッグ(XLフィルタ）と使い捨てのフィルターチューブがあります。
制御ユニットは機械の始動と停止時に自動的に再循環ポンプを始動、停止します。これによって、十分な冷却が常に行われます。

自動バンドフィルターユニット

ストルアスは、大容量外部バンドフィルターユニットのクーリマット-2000を提供しています。本機は、大きな試料容量を持つ切断機との併用を目的としています。詳細については、個別のカタログを参照してください。

マグネティックフィルター

細かすぎてフィルターで取り切れない磁気粒子を捕集するために、タンク内に磁気キャンドルを挿入できます。

• 機械下部への容易な導入– 機械下部に収納できる小型システムは、余計な設置面積を取りません。
• お客様の要求に合わせたカスタマイズ– 複数サイズのポンプとタンクをご用意• 簡素で効果的な濾過– 優れた濾過と容易な廃棄物処理を提供する固定フィルターチューブ

循環冷却装置1

カタログ 番号マグナトム-5000用固定循環冷却装置。150 Lタンク、大型ポンプ、クーリ-1、フィルターチューブ用フィルタートレー付属。
構成要素: 05766929、057650XX、05761116、05766932。
電圧
1 x 100 V / 50 Hz
1 x 100-120 V / 60 Hz CSA
1 x 220-240 V / 50 Hz CSA
1 x 220-240 V / 60 Hz CSA

循環冷却装置3
テグラミン用固定循環冷却装置。50 Lタンク、小型ポンプ、クーリ-1、
フィルターバッグ。
構成要素: 05766906、05766xxx、05761116、05766928。
電圧
1 x 100 V / 50 Hz1 x 100-120 V / 60 Hz CSA
1 x 220-240 V / 50 Hz CSA
1 x 220-240 V / 60 Hz CSA

循環冷却装置4
ラボトム-5/15、ディスコトム-10/100、アキシトム-5、アキシトム-5/400
用固定循環冷却装置。100 Lタンク、内蔵固定フィルター、大型ポンプ、クーリ-1、フィルターチューブ用フィルタートレー付属。
構成要素: 05766905、057660xx、05761116、05766932。
電圧
1 x 100 V / 50 Hz
1 x 100-120 V / 60 Hz
1 x 220-240 V / 50Hz
1 x 220-240 V / 60 Hz

循環冷却装置7
シトプレス-15 / -30用循環冷却装置。50 Lタンク、小型ポンプ、クーリ-1、蓋、構成要素: 05766906、05766xxx、05761116、05766925。
電圧
1 x 100 V / 50 Hz
1 x 220-240 V / 50 Hz1 x 100-120 V / 60 Hz
1 x 220-240 V / 60 Hz
1 x 100-120 V / 50/60 Hz CSA

バンドフィルター付属のクーリマット-2000
200 Lタンク付属の自動外部バンドフィルターユニット。大容量切断機と併用。ステンレス鋼。
寸法: 820 x 1,830 x 640 mm (WxDxH)
電圧
3 x 200 V / 50 Hz
3 x 220-240 V / 60 Hz
3 x 380-400 V / 50 Hz
3 x 460-480 V / 60 Hz

固定フィルター付属クーリマット-2000
200 Lタンク付属の自動外部固定フィルターユニット。XLフィルターユニットを含む。中容量の切断機と併用。ステンレス鋼。
寸法: 820 x 1,400 x 720 mm (WxDxH)
電圧
3 x 200 V / 50 Hz
3 x 220-240 V / 60 Hz
3 x 380-400 V / 50 Hz
3 x 460-480 V / 60 Hz

構成要素

クーリ-1制御ユニット
ポンプを制御するためのストルアス循環冷却装置用制御ユニット。
寸法: 226 x 166 x 128 mm (WxDxH)

マグナトム-5000用150 Lタンク
マグナトム-400/-500 & -5000と併用するフロントプレートと150 Lタンク。ステンレス鋼。アダプタープレート、XLフィルターユニット、位置決め用ロッド、排水管接続キット。
100 Lタンククーリ-1制御ユニット05761116とフィルターバッグ05766928と併用する100 Lタンク。ステンレス鋼。寸法: 730 x 670 x 260 mm (WxDxH)
50 Lタンク
クーリ-1制御ユニット05761116とフィルターバッグ05766928と併用する50 Lタンク。ステンレス鋼。寸法: 520 x 460 x 260 mm (WxDxH)

05767316
05767323
05767322
05767324

05766516
05766523
05766522
05766524

固定フィルター
50 Lタンク05766906と100 Lタンク05766905の内部ポンプの周りに配置するための固定フィルター。

マグネティックフィルター
磁気粒子の除去用のマグネティックフィルターキャンドル。100 Lタン
ク05766905と50 Lタンク05766906、その他の再循環冷却ユニットに使用可能。

ポンプ

大型ポンプ
1.0 bar時、容量112 L/min。100 Lや50 Lの各タンクに使用可能。クーリ-1制御ユニットが必要です。高さ: タンクの上220 mm。
電圧
1 x 100 V / 50 Hz CSA
1 x 100-120 V / 60 Hz CSA
1 x 220-240 V / 50 Hz CSA
1 x 220-240 V / 60 Hz CSA

小型ポンプ

1 x 100-120 V / 60 Hz

1 x 220-240 V / 50Hz
1 x 220-240 V / 60 Hz
1 x 100-120 V / 50/60 Hz CSA

大型ポンプ長1x100 V / 50Hz

1x100-120 V / 60Hz
1x220-240 V / 50Hz
1x220-240 V / 60Hz消耗品

使い捨てフィルターチューブ、100 L

固定再循環冷却装置用使い捨てフィルターバッグ。
100-200 Lタンクと併用。10個。

06526129
06526136
06526146
06526154

フィルターバッグ接続キット1

ストルアステーブルユニット上のラボトム/ディスコトムの使い捨てフィルターバッグ(49900065)への接続用。

フィルターバッグ接続キット2

ストルアステーブルユニットと一緒に購入しなかった場合のラボトムとディスコトムの使い捨てフィルターバッグ(4990006X)への接続用。

50 Lタンク用研削屑捕集用廃棄袋

50 Lタンク内への屑材の収集用、05766906、20個。

100 L/150 Lタンク用研削屑捕集用廃棄袋

100/150 Lタンク内への屑材の収集用、05766905、20個。

06526229
06526236
06526246
06526254

カタログ 番号05761116
05766929
05766905
05766906

ストルアスの装置は、適用される国際指令の規定と従属する規格に準拠しています。(詳細については、お客様の地域のサプライヤーにお問い合わせください)ストルアスの製品は継続的に製品開発されています。そのため、ストルアスは予告なしで弊社製品を変更することがあります。

カタログ 番号05766016
05766023
05766022
05766024

05766116
05766123
05766122
05766124
05766216

1.0 bar時、容量112 L/min。150 Lタンクに使用可能。クーリ-1制御ユニットが必要です。高さ: タンクの上220 mm。
電圧0576711605767122
05767123
05767124
05767216

05766911

1.0 bar時、容量60 L/min。100 Lや50 Lの各タンクに使用可能。クーリ-1制御ユニットが必要です。高さ: タンクの上165 mm。
電圧
1 x 100 V / 50 Hz

05766716
05766723
05766722
05766724

05766934

クーリー添加剤 4L

切断、研磨の仕上がり、冷却効果を改善し、再循環装置の腐食を防ぎます。

クーリー添加剤 プラス

切断と冷却効果を改善する高性能添加剤
機器を腐食から防ぎます。
研磨には不適です。
再循環装置用。
1L
4L

コロジップ-Cu
機械を腐食から保護し切断と冷却の品質を改善。再循環冷却ユニット用。主に銅および銅合金を切断する機械用。
1L
5L

ユニットクリーン

微生物による腐食を阻止し、不快な臭いを除去するための再循環冷却ユニットの洗浄用。

05765016
05765023
05765022
05765024

カタログ 番号49900065
05766935
05766936
49900042
49900043
49900073

49900071
49900072

49900058
49900059
49900040

次のサイトに移動してください:
struers.com

10.05.2019 R03 / 62410576

モデル