RPCF-301～303 CML/141202(1/5)
株式会社離合社

自動流動点・曇り点・目詰り点試験器
Cat.No.RPCF-30 1 CML（ １ 本 架 ）Cat.No.RPCF-302CML（ ２本 架 ）Cat.No.RPCF-303CML（ 3本 架 ）仕様書

写真は、RPCF-303

株式会社 離 合 社

RPCF-301～303 CML/141202(2/5)
株式会社離合社

本器は、JIS K2269／ASTM D97、D2500／ISO3016、3015 の規格に基づく自動流動点･曇り点試験
器に JIS K2288／ASTM D6371／IP309 規格の自動 CFPP 試験機能を追加することにより、代表的な３種の低温特性試験を１台の試験器で兼用できる自動流動点・曇り点・目詰り点試験器です。 試
験槽は槽全体を傾かせることができる当社独自の小型循環構造のメタル槽を採用し、ＪＩＳの試
験温度プログラムを各槽単独で予熱を含め階段状、或いは、一定勾配で下げることができます。
流動点の検出は、試験温度において試料を試験槽ごと傾け、その時の試料表面の変化をフォトセンサーにより目視とほぼ同一の条件で監視しますので、試料の表面を乱すことなく、軽油、重油のみならず潤滑油、その他の油種にも対応でき、連続的な粘度の変化、流動性向上剤の添加量の変化に対しても最も高い精度が得られます。
曇り点の検出は、フォトセンサーとグラスファイバー製のライトガイドとの組み合わせにより試験管底部に現れたワックスの結晶（曇り）を監視するもので、軽油、色の薄いＡ重油に対応できます。
ＣＦＰＰ試験ユニットは、一定の温度勾配で冷却するリニア勾配機能（℃/min 又は℃/hr）、逆目詰り点機能を標準で装備しました。
特 長☆ 流動点検出は試料表面を光学的に非接触で検出しますので、試料を乱す心配がありません。
☆ ＪＩＳ手動値との相関性を考慮する必要がないほど、精度維持がなされます。
☆ 広範囲の油種に対応できます。
☆ 部分的な流動性をも見逃しません。
☆ メタル槽なので４５℃の加温（予熱）ができ、加温後そのまま継続して測定できます。
☆ ３つのインターバル（１℃、2.5℃又は、3℃）を選択できます。
☆ リニア勾配（℃／分、℃／時）が選択できます。
☆ ＣＦＰＰセンサーに逆目詰り点検出機能を標準装備しています。
構 成● 制御ユニット：

タッチスイッチ付ＴＦＴカラー液晶操作パネルで入／出力できるマイコン制御ユニット

● 試験

槽

● 冷 却 槽：循環構造のメタル槽。加温もできます。

：

サークスターポンプを備えたステンレス製の循環槽、－８０℃までの冷却能力を持った空冷密閉式の冷凍機（４００Ｗ二元冷凍機）。

流動点の測定原理
特殊な加工を施した光電式流動点検出器を試料容器にかぶせ、試料の表面を上部から光学的に検出します。 光電式流動点検出器は投光器（光源）、試料の液面を反射してきた光を受ける受光器（光電検出器）と試料の温度を検出する白金抵抗測温体（Pt100Ω）とにより構成されています。
試験槽は可倒式の循環型のメタル槽で、冷却槽から送られてくる熱媒体によって冷却されます。
流動点の測定は、予め設定された測定インターバル（1℃、2.5℃又は、3℃）試料の温度が降下する度に、試料を試験槽ごと静かに傾けます。 この時、試料は流動性がある限り重力方向に流れ始め、流動する試料の液面と投・受光器と相対的なずれが生じ、試料を傾ける以前と以後との信号に差が生じます。 よって、試料の流動性が確認されると直ちにもとに戻り、試料の温度が下がり、凝固するまで繰り返されます。

RPCF-301～303 CML/141202(3/5)
株式会社離合社
試料を傾けても試料の表面と投・受光器との相対位置に変化が無く、水平に傾けて 5 秒間静止しても尚且つ変化が無いとき、その温度を凝固点とし、測定のインターバルの温度を加算して流動点とします。

試験中、試料の温度が規定の浴槽切り換え温度に達すると冷却槽から循環される熱媒体により置換され、予期流動点の設定値によって 45℃の予熱から自動的に 25℃、7℃、0℃、－17.5℃、－35℃、－52.5℃、－70℃の順に試験が終了するまで切り替えコントロールする事ができます。 さらに、試験が終了しますと自動的に試験槽の温度は試験開始時の温度に復帰し、次の試験に備えます。
曇り点の測定原理
曇り点のセンサーは、一対の光電センサー（発光及び受光）にグラスファイバー製のライトガイドを組み合わせたもので、油中のワックスの結晶が試料容器底部に析出したときの光の減衰を一対のライトガイドを介して光学的に監視するもので、0.1℃単位で連続的に測定し、整数にて丸めて報告します。
ＣＦＰＰの新測定方法導入について流動性向上剤の添加などの手段をとった様々な油が出回り、ＣＦＰＰの精度維持が難しいとの声をよく耳にします。そんな中で当社は、新たに、ろ過しようとする時点の試料の状態が必ず温度降下中になっていることを監視する勾配監視システムを導入、又、一旦吸い上げた試料が試験管に戻らなないとき検出する逆目詰り点検出機能を標準装備化することでＣＦＰＰの測定精度をより向上させました。
仕様共 通 部
入出力パネル： タッチパネル付ＴＦＴカラー液晶表示
ＰＰ（流動点）/ＣＰ（曇り点）/ＣＦＰＰ（目詰り点）の切替え、測定開始・終了温度設定、試験槽温度プログラム設定、測定間隔等、画面をタッチして設定

結果出力： 液晶画面及びプリンターに出力します

プリンター： インパクトドットプリンター、CITIZEN CBM-920Ⅱ

RPCF-301～303 CML/141202(4/5)
株式会社離合社
Ｐ Ｐ 測 定測 定 範 囲： 45～-60℃（MAX）

温 度 検 出： 白金抵抗測温体（Pt100Ω)流 動 点 検 出

： 光電検出測 定 精 度： JIS K2269、ASTM D97、ISO に準拠

測 定 間 隔： 1℃、2.5℃、又は、3℃降下毎温度プログラム： ＋48、＋23、＋7、0、－17.5、－35、－52.5、－70℃の 8 段
自動ステップ

リニア勾配： ℃/min、℃/hr（一定の温度勾配で冷却します）

Ｃ Ｐ 測 定測 定 範 囲： 45～-60℃（MAX）

温 度 検 出： 白金抵抗測温体（Pt100Ω)

曇 り 点 検 出

： ライトガイドによる光電検出

測 定 精 度： JIS K2269、ASTM D2500、ISO に準拠

測 定 間 隔： 0.1℃単位で連続検出、結果は整数にて丸めて報告
報告値 0.1℃単位の生データーも可（ご注文時オプション）

温度プログラム： ＋48、0、－17.5、－35、－51、－70℃の 6 段自動ステップ

リニア勾配： ℃/min、℃/hr（一定の温度勾配で冷却します）

ＣＦＰＰ測定測 定 範 囲： 45～-50℃

温 度 検 出： 白金抵抗測温体（Pt100Ω)

目詰り点検出

： 光電検出

逆目詰り点検出： 光電検出測 定 精 度： JIS K2288、ASTM D6371、IP309 に準拠

測 定 間 隔： 1℃降下毎温度プログラム： ＋48、－34、－51、－67℃の 4 段自動ステップ

リニア勾配： ℃/min、℃/hr（一定の温度勾配で冷却します）

試験槽
材

質： 銅製

冷 却 方 式

： 二槽循環（自動液交換）式

温 度 制 御： 比例＋ON-OFF 制御

温 度 精 度

： ±0.5℃以内

ヒ ー タ ー

： 各槽 150Ｗ

安 全 装 置： 加熱防止器（バイメタル式）

低温循環式冷却槽
使 用 温 度： 0～-80℃

温 度 制 御： ON-OFF 制御

温 度 精 度： ±2℃（無負荷時）

冷： 空冷式（二元冷凍）400Ｗ×2 基

凍機

RPCF-301～303 CML/141202(5/5)
株式会社離合社
フ ロ ン ガ ス

： 補機：フロン R-134a (HFC)
主機：フロン R-23 (HFC)

冷却槽： ステンレス製デユワー瓶 約 6 ㍑ （RPCF-301、RPCF-302）
ステンレス製デユワー瓶 約 10 ㍑ （RPCF-303）

熱媒体

安 全 装 置： メチルアルコール（付属されていません。）： 高圧スイッチ
バイメタル式オーバーロードリレー
ノンフューズブレーカー

電源： AC100V 20A 50/60Hz

寸法： 巾 450×奥行 910×高さ 1400mm （ R P C F - 3 0 1 ）巾 750×奥行 530×高さ 1400mm （ R P C F - 3 0 2 ）巾 1050×奥行 530×高さ 1550mm （ R P C F - 3 0 3 ）

附 属 品
架数当たり
試験管
PP/CP センサー
PP/CP 用スペーサー
CFPP センサー
CFPP 試験管ホルダー
CFPP ピペット
CFPP ろ過器
CFPP スペーサー

5本1個1個1式1個1個1個1個

架数に関係ないもの
CFPP フィルター(20 枚入)
1袋
流量チェッカー（ポタブル流量計）
1個
ランプ・フューズ
各2個
記録紙、 巾 58×50mmφ
1巻
リボンカセット、IR-91B
1個
メンテナンス用低温グリース
1本
温度校正用 R－BOX
1個(電源プラグ、熱媒体用メタノールは附属されておりません。)