G7®
Acetabular System

SIMPLICITY.
EFFICIENCY.
PERFORMANCE.
G7 アセタブラーシステムはインプラントとインスツルメントデリバリーシステムを簡素化するデザインによって手術効率を適切にし、臨床成績の向上を目指しています。
システム全体で一貫したサイズと互換性を実現することにより、あらゆるライナーとシェルの選択が可能です。
包括的なインプラントとシステム全体の互換性により、G7 アセタブラーシステムは個々の患者に合わせた人工股関節置換術への柔軟性の高いシステムベースのアプローチとなり治療選択肢を広げます。

COMPREHENSIVELYSIMPLE
G7 アセタブラーシステムは豊富なサイズのコンビネーションを提供します。

互換性に優れたトータルシステムとして、すべてのシェルオプションに対して一貫したサイジングと、高いヘッド/シェル比率を実現 1, 2, 3

DUAL MOBILITY
ヘッドを拘束することなく安定性と広い可動域を提供します。

摩耗の低減

脱臼抵抗力

デュアルモビリティのインナーヘッドのような小径デュアルモビリティのポリエチレンベアリングのような大径ヘッド

ヘッドは、摩耗率を低減することが臨床的に証明されは、ジャンピングハイトを増加させ、脱臼を低減することが臨床的ています 11。に証明されています 4,14,15。

設置およびアライメント

安定性

ハードベアリングインサーターリングによってメタルライナーが強固かつ適切に配置され、マイクロモー50mm シェルで 40mm のベアリングが使用可能な高いベアリング/ シェル比率と必要時のコンストレインライナーへの変更が安定性ションを低減します。

をもたらします。

FREEDOMCONSTRAINED
反復性股関節脱臼に対する抵抗力に対応できるようにデザインされています。

整復の簡素化

拘束力の強化

あらかじめ設置されたコンストレインリングは生体内

コンストレインリングは、生体内での設置が不要とでの設置が不要であり、Freedom ヘッドの帯状平面になることでレバーアウト強度が高まります。

よって容易な整復操作を可能にします。

インピンジメントおよび不安定性の低減

安定性

Freedom コンストレインライナーは広い可動域を有してすべての G7 アセタブラーシステムと互換おり、インピンジメントおよび不安定性のリスクが低減す性があることで、術者は患者のニーズに合ることが臨床的に証明されています 12。

わせた安定性を実現できます。

HIGH PERFORMANCETECHNOLOGYOSSEOTI −独自の積層造形技術
OsseoTi ポーラスメタルテクノロジーでは、ヒトの CT デジタルデータによってヒトの海綿骨の構造を再現するとともに、独自の積層造形（3D プリント）プロセスを用いて以下のことが実現できます。
平均気孔サイズ 475 µm13
約 70% の気孔率 13
海綿骨と皮質骨間の強度と同等の材料強度 13

OsseoTi は、ヘッドとシェルの比率を損なわずに高度なポーラステクノロジーの利点をもたらします。

VIVACIT-E ® 長期耐用のための耐摩耗性試験
Vivacit-Eハイリークロスリンクポリエチレン
は独自のプロセスに基づく適切な性能が、以下の特徴で示されています5-9。

超低摩耗性 6,7
Vivacit-E ハイリークロスリンクポ
リエチレンは、高温下で電子ビーム（e-beam）が照射されることで優れた酸化安定性 6,9
Vivacit-E ハイリークロスリンク
ポリエチレン中のビタミン E は、超低摩耗性を獲得し、40 mm の股関節摩耗シミュレータ試験は 1 億

機械的強度の維持 5,8,9サイクルまで試行されました 16。

Vivacit-E ハイリークロスリンクポ
リエチレンの材料強度は、加速劣フリーラジカルを継続的に除去化試験から極めて長期間が経過しして酸化分解を防ぐ強力な抗酸た後でも安定性を維持しているこ化物質です 1。とが証明されています。

人工股関節置換術後の患者の生涯に渡る標準的な歩行数を考慮し、Vivacit-Eハイリークロスリンクポリエチレンに1億サイクルまで試験を行いました16。

DESIGNED FORPERFORMANCE
デュアルモビリティ：重要なデザインの特徴
ハードベアリングインサーターリングは G7 シェル内でメタルライナーを正確に位置合わせ可能なデザインであることから、モジュラーデュアルモビリティ構造におけるアライメント不良や不完全な設置によるマイクロモーションや脱転を回避することができます。

社内生体外試験の結果、G7アセタブラーシェルとG7デュアルモ
ビリティメタルライナー間のテーパー界面におけるフレッティング腐食抵抗性が実証されています10。

デブリ分析では、 THA から10M3 年後の患者で報告された1000 万サイクルのフレッティング腐食の疲労試験10

徴候なし10

変形なし10値よりも低いことが臨床的に証明されました10。

INTUITIVELY EFFICIENTINSTRUMENTS
すべての器械を 1 つのケースに収納したトレイによって業務フローの効率化を実現します。

オールステンレススチール製構造
迅速な滅菌および乾燥時間に対応するようデザインされています。

有孔トレイ
排水を適切にするデザインは滅菌時の蒸気の流れを促進します。

独自の波型構造
ケース全体の重量を減らしながら器械を確実に保持します。

器械を容易に配置できるため、手術室内が整頓されます。

PATIENT-SPECIFICMINI TRAYS
特許取得済みのカラーコードシステムによって、手術中でもインプラントや器械を効率良く選択できます。

シェルトライアル

シェルパッケージ

シェルインプラント

フェイスプレートインパクター

ハードベアリングインサーターリング

ライナーパッケージ

ライナートライアル

デュアルモビリティ
トライアル

デュアルモビリティ
ベアリングトライアルPERSONALIZED:
個々の患者、様々な症例に合わせた適切な治療のサポート

Zimmer Biomet のポートフォリオの各要素であるインプラントから器械までの手術用システムおよびサポートサー
ビスは、手術のワークフローを簡素化して、個々の患者で異なるニーズに対応するようにデザインされています。

Taperloc® Complete
Stem with G7

Arcos® Stem with G7
Dual Mobility

Avenir® Complete Stemwith G7

References* Laboratory testing is not necessarily indicative of clinical performance.

10.

Popoola, O. “Evaluation of Fretting and Corrosion at the Shell and Liner
Interface of G7 Dual Mobility Hip Implants.” 0443.2-GLBL-en-REV1019.*

1.

Pinnacle Hip Solutions. Polyethylene Surgical Technique. Part No 061283-512. DePuy Orthopaedics, Inc. 2013.

11.

2.

R3 Acetabular System. Surgical Technique. (2010). Part No 71381395(v1.0). Surgical Technique. Part No 71381395. Smith & Nephew, Inc.
2010.

Callaghan, J; Pedersen, D.; Johnston, R.; Brown, T. “Clinical Biomechanicsof Wear in Total Hip Arthroplasty.” The Iowa Orthopaedic Journal. 2003;
23: 1–12

12.

Berend, K. et al. A Constrained Device with Increased Range of Motion
Prevents Early Dislocation. Clinical Orthopaedics and Related Research.
Number 447. June 2006

13.

OsseoTi Porous Metal For Enhanced Bone Integrationan Animal Study.
Gautam Gupta, Ph. D., Study Completed August 2012. BMET0718.0-GBL.
Laboratory testing is not necessarily indicative of clinical performance.

14.

Beaule, P; Schmalzried, T; Udomkiat, P; Amstutz, H. “Jumbo Femoral
Head for the Treatment of Recurrent Dislocation Following Total Hip
Replacement.” JBJS 84-A, no. 2 (2002): 256-263.

15.

Burroughs, B.; Hallstrom, B.; Golladay, G.;Hoeffel, D.; Harris, W. “Rangeof Motion and Stability in Total Hip Arthropalsty with 28-, 32-, 38-, and44-mm Femoral Head Sizes.” Journal of Arthroplasty 20, no. 1 (2005):
11-19.

16.

Mimnaugh,K. et al. 100 Million-Cycle Wear Evaluation of crosslinked
Vitamin E Grafted Polyethylene (VE-HXPE) Acetabular Liners. Paper
No.0403. ORS Annual Meeting. Orlando, Florida. 2016.*

3.

Trident Acetabular System. Hemispherical Surgical Protocol. Part No
TRIDEN-SP-2. Stryker Corporation. 2015.

4.

Jibodh, SR, et al., Minimum Five Year Outcome and Wear Analysis of Large
Diameter Femoral Heads on Highly-Cross-linked Polyethylene Liners,Poster No. 2445, 55th Annual Meeting of the Orthopaedic ResearchSociety, Las Vegas, 20095.

Zimmer ZRR _WA_2409_11*

6.

Zimmer ZRR_WA_2399_11*

7.

Zimmer ZRR_WA_2402_11, Rev. 1*

8.

Peiserich, M.S. et al. Retention of Mechanical Properties in a Blended
Vitamin E Polyethylene After Extreme Oxidative Challenge. Poster No.
1060. ORS Annual Meeting, 2013.*

9.

Pletcher, D.L. et al. Vitamin E Grafted HXPE Shows Superior Mechanical
Property Retention Compared to Conventional UHMWPE andSequentially Annealed HXPE. Poster 1868. ORS Annual Meeting, 2014.*

販売名：G7 OsseoTi システム
医療機器製造販売承認番号：22700BZX00162000
販売名：G7 システム
医療機器製造販売承認番号：22500BZX00313000
販売名：G7 ライナー
医療機器製造販売承認番号：30100BZX00146000
販売名：G7 フリーダムシステム
医療機器製造販売承認番号：22800BZX00287000
販売名：アクティブアーティキュレーション E1
医療機器製造販売承認番号：22400BZX00437000
販売名：バイオメット バイオロックス デルタ セラミックライナー
医療機器製造販売承認番号：22500BZX00256000
販売名：VE デュアルモビリティベアリング
医療機器製造販売承認番号：30200BZX00328000
販売名：テーパーロックフェモラルステム
医療機器製造販売承認番号：22200BZX00280000
販売名：Arcos モジュラーフェモラルリビジョンシステム
医療機器製造販売承認番号：22400BZX00185000
販売名：バイオメット バイオロックス デルタ セラミックヘッド
医療機器製造販売承認番号：22400BZX00141000
販売名：Avenir Hip システム
医療機器製造販売承認番号：23100BZX00041000
販売名：ジンマー デルタセラミックヘッド
医療機器製造販売承認番号：22500BZX00380000

ジンマー バイオメット● カスタマーサービス（商品のご注文）
Tel. 03-6700-1071
本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Fax. 0463-30-4821（代表）Fax. 03-6402-6620
Tel. 03-6402-6600
営業拠点：札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、
福岡
https://www.zimmerbiomet.com/ja© 2022 Zimmer Biomet G.K.
ZJ-615-4（E）9/2022 G7 カタログ（0234.2-JP-ja）