安全上のご注意

雰囲気などでは絶対に使用しないで下さい。

●ローラーポンプをご使用の前に、「安全上のご注意」及び取扱説明書の内容を良く2020 年 4 月三洋古江サイエンスは三洋テクノスに商号変更

本機は防水構造ではありません。液体のかかる場所や湿気の多い場所でのお願い致します。

使用は感電やショートをおこし火災を生じる恐れがあります。

●本取扱説明書はご使用になられるお客様の手元に届くようご配慮をお願い致します。

電源を遮断して下さい■記号の意味と説明

通電状態のまま作業すると感電などの恐れがあります。又、回転体に手や物が本取扱説明書では安全注意事項ランクを警

ローラーポンプ取扱説明書

警 告ｍｏｄｅｌ：ＲＰ－ＰＪ（ＡＣ／ＤＣ）

注 意

告 注

意として区別しています。

尚、注受ける可能性が想定される場合。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が中程度の障害や軽症を受ける可能性が想定される場合。及び物的損害のみ発生が意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守って下さい。

安全にお使いいただくためにがあります。又、故障の原因となります。
送液中にチューブが切れますと薬液が漏れ思わぬ被害を受けることがあります。
又、故障の原因となります。

FAX: 048-280-1671（ E-Mail） info-sales@sanyo-technos.com（ URL） https://sanyo-technos.com/
2021.05■保証・修理サービス『保証の期間と範囲』①保証期間は納入日から６ヶ月です。
②保証期間中に正常なご使用にも関わらず、当社の製造上の不備により故障や破損が生じた場合には、故障、又は破損箇所を無償修理させていただきます。
③次の原因による故障、破損の修理及び消耗部品の交換は有償とします。

【チューブ浸漬テストの実施方法】■保守点検に関する注意事項◎＝優…重量変化率１０％以下○＝良…重量変化率１１～３０％△＝可…重量変化率３０～１００％

×＝不可…重量変化率１０１％以上…△＝可、✕＝不可の場合は下記外観の変化にかかわらずご使用をおすすめできませ…色味の変化、明らかに溶けているなど・液体の汚染程度…ふやけている、硬化しているなど

上記を総合的に判断してください。
判断に迷った場合は一度ご相談ください。

生じる場合がありますので、必ず液体を抜いてから作業して下さい。
ポンプの分解・改造は危険ですので絶対にしないで下さい。許可なく分解・改造して発生した人身事故、及び物損事故や故障については責任を負いかねます。

■一般注意事項
注意

破損したポンプの取り扱い【ご参考】ローラーポンプはチューブを押しつぶしながら送液します。

換気してください

実際の送液では浸漬テスト結果と異なる場合がありますので、有毒性、臭気性のある液体を取り扱う場合には中毒などの危険がありますのでポンプにて送液テストを行って確認して下さい。

換気を十分に行って下さい.

注

意：送液テストを行う場合はチューブが破損してもよい対策を行って下さい。

尚、評価は一つの目安であり保証するものではありません

使用済みポンプの廃棄について使用済みポンプの廃棄については、産業廃棄物として処理して下さい。

■開梱点検③修理の際、ご返送される場合は下記事項を必ずお知らせ下さい。

２）輸送中にダメージを受けぬよう梱包はしっかりと行って下さい。

液体を抜いて下さい
チューブ内および配管内に液体が残っていると、手や服にかかり思わぬ被害を破損したポンプは漏電や感電の恐れがありますので絶対に使用しないで下さい。

下さい。

上でポンプから外して下さい。

挟まれる恐れがありますので、作業する際は必ず電源を遮断して下さい。

分解・改造禁止

きる材質を意味し、その材質の耐食性等を保証するものではありませんのでご了承

１）輸送中に送液物が流出しますと危険ですので、チューブ内から送液物を抜いた

告■重量の変化（チューブ材質により変化の程度や様子は異なります）

３）輸送液（人体への危険、環境への汚染等の有無）

警
電源を遮断して下さい

では補償いたしかねます。ご契約の際、当社にて選定した材質については、推奨で④返送される場合は下記事項を必ずお守り下さい。

意

通電状態のまま作業すると感電などの恐れがあります。又、回転体に手や物が・物性の変化

２）故障・破損箇所とその状態

注て下さい。

４）火災、天災、地変等の災害、及び不可抗力による故障、破損

１）電圧およびロットＮｏ．

又、故障の原因となります。

２：送液物を入れた密閉容器にチューブを入れ４８時間浸漬させ、次項目にて判断し・チューブの外観②修理のご依頼は、ご注文先、又は当社までご用命下さい。

送液中にチューブが切れますと薬液が漏れ、思わぬ被害を受けることがあります。

１：テスト用チューブを５０ｍｍに切断して、重さを量ります。

３）当社以外での修理、改造による故障、破損①ご使用中に異常を感じた場合には直ちに運転を中止して下さい。

ますので、絶対に触らないで下さい。

濡れた手でポンプを触らないで下さい■外観等の変化（目視で行う）

その他損害の補償は致しかねますのでご承知願います。

回転中の回転体には絶対に触らないで下さい
回転中の回転体に手や指および物が触れますと、回転体に挟まれる恐れがあり濡れた手でポンプを触ると感電の恐れがあります。

２）正常でないご使用、又は保管による故障、破損『修理サービス』

告化学液等の有害液に直接触れたり、かかるなどすると害を生じる場合があります。

１）保証期間満了後の故障、破損⑤保証期間内外を問わず、ご使用中に発生した故障、破損に起因する種々の費用、取扱説明書に記載されている方法で適切に据付して下さい。据付が不十分ですと化学液などの有害液を取り扱う場合には「保護手袋」「保護メガネ」等を着用して下さいん。

④取り扱い液の化学的、もしくは流体的な腐食、液質による異常や故障に対して当社適切に据付して下さい。

運転開始前にチューブの劣化状態を確認して下さい

運転開始前にチューブの劣化状態を確認して下さい

TEL: 048-280-1670

指定電圧以外使用禁止
モータに記載している電圧以外で使用すると故障や火災が生じる恐れがあります。

警

薬液に適していないチューブを使用しますと薬液が漏れ、思わぬ被害を受けること

三洋テクニカルセンター内

火気厳禁
安全のためポンプ付近には危険物や燃えやすいものを置かないで下さい。

告

事前に送液される薬液で使用チューブのテストを行って下さい

埼 玉 県 川 口 市 南 鳩 ヶ 谷 3-19-3

意■運転に関する注意事項
警〒 334-0013

注

落下や故障が生じる恐れがあります。

■チューブに関する注意事項

ポンプ事業部

挟まれる恐れがありますので、作業する際は必ず電源を遮断して下さい。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を想定される場合。

三洋テクノス株式会社

水場での使用禁止

お読み頂き各項目について十分理解された上で、安全に正しくご使用されますよう■設置・配管・配線に関する注意事項
警

ＲＰ－ＰＪ型には下記部品が付属されています。

告

人体へは絶対に使用しないで下さい
本機は医療および歯科、その他の患者用機器に使用するものとして設計されてすべての部品が含まれていることをご確認下さい。
又、輸送中の事故でポンプが破損していないかをご確認下さい。
セットチューブいません。又、そのような使用方法も想定していません。

引火・爆発の危険がある雰囲気では絶対に使用しないで下さい
本機は防爆構造ではありませんので、引火・爆発の危険がある油類・可燃性ガス

取 扱 説 明 書

ファーメドＢＰＴ

４．０×６．０（ｍｍ）

チューブ継手付／１本（本体取り付け済み）
１部（但し、６台以上ご注文の場合は５部の付属）

■設置・配管・配線■運２）日常の点検告警●設置・配線作業は通電状態では行わないで下さい。感電の原因になります。
●設置・配管・配線作業中に危険を感じたり、異常に気付いた場合には作業を中断して下さい。
●電気工事等、電源などの取り扱いに関しては有資格者が行って下さい。
これに従わない場合は人身事故および物損事故が生じる恐れがあります。
１）設置場所①運転前には必ずチューブの劣化状態を確認して下さい。送液中にチューブが切れる

告●回転中の回転体に絶対に触れないよう十分に注意して作業して下さい。
●化学液などの有害液を取り扱う場合には「保護手袋」「保護メガネ」などを着用して下さい。

①使用雰囲気は０～４５℃、湿度１５～８５％ＲＨ（結露なきこと）で使用して下さい。
②腐食性ガスのある場所、薬品がかかる場所、粉塵がある場所では使用しないで下さい。
③ポンプはパネルカット図を参照の上、適切に設置して下さい。
④ポンプはできるだけ吸込みタンクの近くで押込み配管（ポンプを吸込み側タンク8060より低い位置に設置）になるように設置して下さい。

４）消耗部品品

0ＤＣパネルカット図

2468電圧（Ｖ）

1012①運転時間でのチューブの疲労、チューブの張り方、チューブ寸法のバラツキ等で前回の流量値と異なる場合があります。

３）休27管

①配管チューブは内径２～３ｍｍのチューブをご用意して下さい。
配管チューブは液漏れ、及びエアーの吸い込みがないよう確実に接続して下さい。
②圧力がかかる場合や滑りやすい液体を使用する場合は、チューブ継手から①下カバーのツメを押しながら上カバーをチューブが外れない処置をして下さい。

しないで下さい。フィルター等を必要とする場合は吐出側に設置して、吐出圧力②セットチューブをポンプより取り外します。

０．０５ＭＰａ以内でご使用下さい。

③チューブ継手よりチューブを取り除いて下さい。

65M

42
18V

黄6V

コントローラー
（ＦＭ－１２）0V

量３０ｍＬ／分（５０Ｈｚ）

３．５～３５．０ｍＬ／分電源

単相１００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）

直流１２Ｖ

重量

２００ｇ

２９０ｇ
ＲＰ－ＰＪ（ＡＣ）
９ ８７

１２１１３４上カバー
脱着

５６４－パネル取付ネジ穴
取付ネジＭ３×８以上
７０

１０３５．５６０

番号

継手位置（中）継手位置（上）品名

型式／材質

１チューブ継手ＰＡ

ＴＰＸ

２

チューブ

ファーメドＢＰＴ

３ロールホルダーＰＡ ＰＯＭ

４ローラー

ＰＯＭ

５チューブ受皿ＰＡ

ＡＢＳ

６スプリングＰＡ

ＳＵＳ３０４ＷＰＢ

７ＰＪ上カバーＰＣ

８ＰＪ下カバー

ＡＢＳ

９イグリジュール※ＭＳＭ－０５０８－４

１０シャフト※ＳＵＳ３０３

１１

シンクロナスモータ Ｊ２０５－０３１ ５Ｗ

１２

ＤＣモータ

チューブの癖ＲＰ－ＰＪ（ＤＣ）１２

ＦＫ２０－ＧＨ

３５．５※印はＡＣタイプのみ取り付いています。

3黄４．０×６．０（ｍｍ）

８８⑥チューブ継手の片側を図の位置に取り付けます。
⑦チューブ受皿を押し下げ、ローラーに巻き100V

スイッチ

10V3ファーメドＢＰＴ

流チューブ継手の溝方向

可変抵抗器（Ｂ５ＫΩ）
112V

チューブ

上カバー 下カバー 下カバーツメ差し込んで下さい。

オレンジ 2黒～７２ｒｐｍ⑤図の通りチューブ継手にチューブを0V

トランス
ヒューズ
（ＨＴ１２１）つけるようにチューブをはめ込みます。
AC1 0 0 V

AC1 0 0 V

ヒューズ

ＦＫ－２０ＧＨ④チューブを９５ｍｍにカットします。

３）配 線●配線作業は、通電状態では行わないで下さい。感電の原因となります。
●結線図は参考結線図となっていますのでご注意下さい。
※配線時は安全に配慮した回路として下さい。
又、ＤＣタイプは、当社製のコントロール基板等を使用した場合の結線図となっています。コントロール基板等はＤＣオプション一式にてご用意しています。
《参考結線図（ＡＣタイプ）》《参考結線図（ＤＣタイプ）》

MＪ２０５－０３１
６０／７２ｒｐｍ（５０／６０Ｈｚ）

式※片側ずつ行うと容易に外せます。

④吸い込み不良をおこしますので吸入側にはフィルター、流量計、圧力計等の設置は

7

ＤＣモータ

ながら、上カバーを引きます

引くとカバーが外れます。

③吸い込み配管はできるだけ短くして下さい。（１ｍ以内）

緑ＲＰ－ＰＪ（ＤＣ）

シンクロナスモータ■各部の名称告●保守・点検作業は通電状態では行わないで下さい。感電の原因になります。
●チューブ内に液体が残っていないことを確認して下さい。
●ポンプの保守・点検にともなう分解、改造は決して行わないで下さい。
又、それにより事故や損害が生じたとしても当社は責任を負いかねますのでご了承下さい
１）チューブ交換方法
下カバーのツメを押ししない処置をして下さい。

8ＲＰ－ＰＪ（ＡＣ）

コード長：２００ｍｍ

警取り付けネジ：Ｍ３×８以上※パネル板厚が薄くネジ止めできない場合は、ナットで固定するなどしてポンプが落下

スイッチ

ポンプ型式
モ ー タ

■保守・点検54／■おもな仕様（※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります）

コード長：２００ｍｍ

19②電源の供給を遮断して下さい。

※推奨パネル板厚：２．０ｔ以上

２）配止洗浄方法でチューブを洗浄して下さい。

4-M354定格電圧、周波数を印加して３０００時間以上（ＡＣタイプのみ）

回 転 数①作業終了時には必ずチューブ内、及び配管内より送液物を抜いてチューブに適した
4-M3

モ ー タ型

45

交換目安
日常の点検にて膨張、脆化、亀裂、軟化等の観察により判断する

最大１０φ

名

チューブ

７９3830②本機種の送液可能粘度は０．５Ｐａ・ｓ（５００ｃｐ）程度です。
25φ①長期間使用しない場合はチューブ内、及び配管内より液体を抜いた後、ポンプから灯油等で拭くと、変色したり本体が溶けることがありますのでおやめ下さい。

２）本運転中の注意事項

ＡＣパネルカット図管等）で清掃し、高温多湿を避けて保管して下さい。ベンジン・シンナー等の溶剤や⑤ポンプの設置は、後日の保守・点検に便利なところに設置して下さい。

【パネルカット図】②液体が付着した場合は、すぐにやわらかい布（ウエス等）で拭き取って下さい。

３）保②ポンプ本体は乾拭きするか、水、又はエタノールを含ませたやわらかい布（ウエス40

３Ｖ～１２Ｖとなっています。と思わぬ被害を受ける場合があります。

チューブを外して下さい。

20

ＤＣタイプの有効電圧範囲は0１）電圧と回転数（ＤＣタイプ）

回転数（ｒｐｍ）

警

転⑧もう片方のチューブ継手を本体に取り付けます。
⑨上カバーを取り付けます。
※上カバーはカチッと音がするまで強く押して確実に取り付けて下さい。

■ＤＣオプション一式（該当図番：ＤＣ－ＯＰ０１）
コントロール基板

ＦＭ－１２（ドライバケーブル３００ｍｍ付き）

ト ラ ン ス

ＨＴ－１２１

可変抵抗器

Ｂ５ＫΩ

ツＫ－２００―Ｂ

マミ

１／４Ｗ