温度/電圧 最大700ch
ひずみ 最大300ch
動ひずみ 最大75ch
リアルタイム計測
同期モニタリング
メモリ内蔵
ソフトウエアスイッチ機能

AirLogger™（エアーロガー）
は、測定と通信を行う「 測定ユニット」と、測定条件や測定データの送受信を行うUSB型の「PC通信ユニット」で構成されるシンプルな無線通信のデータロガー。

AirLogger™ WM2000シリーズ は、温度/電圧、ひずみ、 動ひずみ の測定ユニットをラインアップ。
お手持ちの各種センサを取り付けることにより、さまざまなリアルタイム同期測定を実現します。
回転体をはじめ動くもの、密閉空間、狭小エリアなど、小型ワイヤレスの特長を活かし、自動車、電機、機械、食品、物流など、さまざまな業界のさまざまな場面で活躍しています。

２.４GHz帯の独自の通信方式

電池内蔵の小型測定ユニット

ソフトウエアスイッチ機能

各測定ユニットから測定データを無線通信でパソコンへ送信/表示/保存。

狭い場所にも取り付けが容易なうえ、AC電源のない環境でも使用可能。

各測定ユニットの電源は、パソコン操作でON/OFFが可能。

フレキシブルな
測定条件設定自由な組み合わせでマルチユニット計測

内部メモリ搭載で測定データを保護

サンプリングタイムは各測定ユニット単位、物理量はCh単位で設定が可能。様々な計測のリアルタイム同期モニタリングが実現。

各種測定ユニットを自由に組み合わせて、1台のPC通信ユニットでデータを受信。 測定ユニットの接続数は最大100ユニット。

電 波 状 態 が 悪 く、 デ ー タ 転 送 が
不 安 定な場 合でも、 内 部メモリがデータを一時保存し、 測定後に復元、表示が可能。

長期モニタリングにも対応
長時間の測定には、外部給電オプションの利用により長期モニタリングをサポート。

本社事務所〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング
TEL: 03-3214-7500（代）● お問い合わせ：新企画商品開発室
E-mail: info_wm@advantest.com

TEL: 03-3214-7502

All Rights Reserved - Advantest Corporation

製品についての詳細はこちら
https://www.advantest.com/products/airlogger/wm2000

無線データロガー

AirLoggerTM WM2000シリーズ

コードが消えた!
データロガー登場

小さなボディのフレキシブルなSensing Innovation. Introducing Advantest's innovative Wireless Data Logger

配 線 の 煩 わしさを解 消 !

データ送受信ユニット

測定ユニット

ＷＭ２０００シリーズでは、ＰＣと各測定ユニット間を無線で接続するため、データ送受信ユニットが必要です。
◦各種測定ユニットを使用するには、PC側に装着する「ＰＣ通信ユニット」が最低1式必要です。
◦3ch動ひずみ測定ユニットでの高速通信時（ サンプリング周波数20Hz～10kHz、サンプリング周期100μs～50ms）には、「PC通信ユニット」に加え、「高速データレシーバ」「多接続高速データレシーバ」のいずれかが必要です。

2ch温度/電圧測定ユニット

7ch温度/電圧測定ユニット

WM2000TA

PC通信ユニット

高速データレシーバ

多接続高速データレシーバ

測定ユニット制御通信
データ受信——

WM2000ZA
主な機能
通信周波数
PC接続
給電
測定ユニット接続数
外形寸法（mm）
型番価格

USB I/FPC本体より最大100ユニット
50.0（W）× 23.5（D）× 8.3（H）
WM2000ZA-000-01¥50,000

WM2000ZB
2.4GHz

測定CH数/ユニット
使用環境温度
耐振動性
耐防塵/防水性

高速通信時のデータ受信

測定範囲

LAN I/F

USB
AC電源
最大10ユニット
最大25ユニット
57.0（W）× 57.0
（D）× 18.0（H） 192.0（W）× 134.0（D）× 33.0（H）
WM2000ZB-000-01
WM2000ZC-000-01¥20,000¥30,000

サンプリング周波数
サイズ（mm）
重量（電池含む）
同時接続数
同時測定チャンネル数
接続センサ

インストールPC環境

3ch動ひずみ測定ユニット

ひずみ動ひずみ

WM2000SA

温度
電圧

測定対象

WM2000ZC

WM2000TB

ひずみ測定ユニット

2ch

WM2000SB

7ch
1ch
3ch
−40℃以上 ＋100℃未満−30℃以上 ＋100℃未満−15℃以上 ＋60℃以下JIS D1601 1種 C種 相当—
IP54 相当（防水アタッチメント装着時）
温度：−200 ～ ＋1300℃（Kタイプ）±20000µ
電圧：±12V
最大10kHz
最大10Hz54.5（W）× 45.0（D）× 17.5（H）
60.5（W）× 49 .0（D）× 17.5（H）
54.5（W）× 45.0（D）× 17.5（H）
84.0（W）× 64.0（D）× 22.0（H）
36g
45g
36g
105g
最大25ユニット／最大100ユニット※
最大100ユニット
最大200ch最大700ch最大100ch最大75ch／最大300ch※
ひずみゲージ（120Ω又は350Ω）、熱電対、湿度、圧力、風速、照度などの電圧出力センサ
荷重、圧力、加速度などのひずみ式変換器※ サンプリング周波数20Hz〜10kHz時／0.017Hz〜1Hz時

WM2000TA, TB, SAのみをご使用の場合

WM2000SBをご使用の場合

CPU： Intel Celeron プロセッサ
1.6GHz 相当以上メモリ：2GB（OS使用メモリも含む）
パソコン性能ストレージ空き容量：10MB以上（プログラムサイズ：10MB以下）
ディスプレイ：最小8インチ，最小XGA（1024×768）
Windows7 32bit / 64bit
OS
Windows8（8.1）32bit / 64bit
Windows10 32bit / 64bit
I/F
USB2.0準拠

CPU： インテル® Core™ i3-4005U プロセッサ
1.7GHz, 3M キャッシュ相当以上
メモリ：4GB以上（OS使用メモリも含む）
パソコン性能ストレージ空き容量：10MB以上（プログラムサイズ：10MB以下）
ディスプレイ：最小8インチ，最小XGA（1024×768）
Windows7 32bit / 64bit
OS
Windows8（8.1）32bit / 64bit
Windows10 32bit / 64bit
USB2.0ポート：1個以上（PC通信ユニット用1個、高速データレシーバ使用時にもう1個I/F必要）
LANポート（高速データレシーバ使用時に必要）※アプリケーションソフトウエアはCD-ROMで提供されますので、インストール時にはCD-ROMドライブが必要となります。
※Windowsは、米国Microsoft社の米国およびその他の国における商標および登録商標です。
※インテルCoreは、米国Intel社の米国およびその他の国における商標及び登録商標です。

WM2000TA 製品ラインアップ

WM2000TB 製品ラインアップ

WM2000SA製品ラインアップ

WM2000SB製品ラインアップ

2ch温度/電圧測定ユニット（校正証明書無）7ch温度/電圧測定ユニット（校正証明書無）ひずみ測定ユニット（校正証明書無）3ch動ひずみ測定ユニット（校正証明書無）セット内容： 2ch温度/電圧測定ユニット
防水アタッチメント
リチウム金属電池

セット内容： 7ch温度/電圧測定ユニット
防水アタッチメント
リチウム金属電池

セット内容： ひずみ測定ユニット
防水アタッチメント
リチウム金属電池

セット内容： 3ch動ひずみ測定ユニット
防水アタッチメント
リチウム金属電池

型番
セット数
価格
WM2000TA-000-01
1¥60,000
WM2000TA-000-05
5¥276,000
WM2000TA-000-10
10¥528,000

型番
セット数
価格
WM2000TB-000-01
1¥150,000
WM2000TB-000-05
5¥690,000
WM2000TB-000-1010¥1,320,000

型番
セット数
価格
WM2000SA-000-01
1¥50,000
120Ω
WM2000SA-000-05
5¥230,000
タイプ
WM2000SA-000-1010¥440,000
WM2000SA-100-01
1¥50,000350Ω
WM2000SA-100-05
5¥230,000
タイプ
WM2000SA-100-1010¥440,000
1￥50,000
Fulｌ WM2000SA-200-01
5￥230,000
bridge WM2000SA-200-05
タイプ WM2000SA-200-1010￥440,000

型番
セット数
価格
WM2000SB-000-01
1¥150,000
120Ω
WM2000SB-000-05
5¥690,000
タイプ
WM2000SB-000-1010¥1,320,000
WM2000SB-100-01
1¥150,000
350Ω
WM2000SB-100-05
5¥690,000
タイプ
WM2000SB-100-1010¥1,320,000

WM2000シリーズ オプション

ソフトウエア環境

耐熱ケース
（別売）

防水アタッチメント（標準付属）

外部給電オプション（別売）

NDIS変換ケーブル（別売）◦300℃の使用環境で最大５分の耐熱設計◦生活防水（IP54相当）に対応◦取付用アタッチメントとして使用可能◦電池残量を気にせず長期モニタリングを実現◦NDISコネクタ対応の各種センサ接続にメイン・ウィンドウを測定機能に特化したシンプルなソフトウエア。
測定データをリアルタイムに表示し、カーソルやサーチ等の解析機能を搭載。
測定データを任意のグラフへ振り分け可能なマルチ表示対応。
各測定ユニットの電池残量や電波強度も表示。
【設定ダイアログ】
測定時の各種条件を設定・表示【電池残量/電波強度表示】【メイン・ウィンドウ】【 データ表示画面】
測定開始・停止や、測定データの保存 測定データをリアルタイムにマルチ表示など測定に関する制御を行います

電圧変換ユニット
WM2000TA, TB用
測定ユニット

校正証明書※1

2ch温度/電圧測定ユニット
WM2000TA
7ch温度/電圧測定ユニット
WM2000TB
ひずみ測定ユニット
WM2000SA

A7090-2000-TA¥10,000
A7090-2000-TB¥20,000
A7090-2000-SA¥10,000

3ch動ひずみ測定ユニット
WM2000SB

A7090-2000-SB¥30,000

WM2000TA, SA用リチウム金属電池※2
A7010-L10-010（10個/式）¥25,000
A7010-L10-050（50個/式）¥99,000
A7010-L20-010（10個/式）¥20,000
A7010-L20-050（50個/式）¥80,000

WM2000TB用

交換用
防水アタッチメント
A7030-A00-010※3（10個/式）¥30,000
A7030-A01-010（10個/式）¥30,000
A7030-A00-010※3（10個/式）¥30,000

A7030-A02-010（10個/式）¥30,000

WM2000SB用

外部電源ケーブル

耐熱ケース

熱電対
Kタイプ

外部給電オプション
電圧変換ユニット

A7030-B00-001（1個/式）¥198,000

A7020（5m/式）¥20,000————

A7040-U00-001（1個/式）¥98,000—※1 校正証明書は測定ユニット1個の価格となります。必要ユニット数分を手配してください。 ※2 リチウム金属電池は3種の測定ユニット共通用と、動ひずみユニット専用があります。ご注意ください。
※3 2ch温度/電圧測定ユニット（WM2000TA）と ひずみ測定ユニット（WM2000SA）の防水アタッチメントは共通です。

A7040-U10-001（1個/式）¥150,000

外部給電ケーブル
A7040-C01-001（1本/式）¥15,000
A7040-C01-005（5本/式）¥60,000
A7040-C10-001（1本/式）¥15,000
A7040-C10-005（5本/式）¥60,000

NDIS変換ケーブル—A7020-A00-003（3本/式）￥40,000