**2018 年 7 月 改訂（第 4 版）

下線部：今回改訂*2015 年 2 月 改訂

《使用上又は取扱い上の注意》

この説明書をよく読んでから使用して下さい。
また必要な時に読めるように保管して下さい。

１．一般的注意・ 本製品は研究用試薬です。疾病の治療・診断・予防を目的として使用しないで下さい。

研究用試薬・ 使用期限を過ぎた試薬は使用しないで下さい。

WAKFlow HLA 抗体 クラスⅠ(ICFA)

・ 試薬類を飲んだりなめたりしないで下さい。試薬が皮膚に付着したり、目や口に入らないよう、十分に注意して下さい。また、誤って皮膚に付着したり、目や口に入った場合は、直ちに水で十分に洗い流すなどの応急処置を行い、異常があれば医師に相談して下さい。
2．使用者の危険防止に関する事項(1) ウイルス、細菌・ EDTA 加全血および検体血清は、感染性があるものとして取り扱い、専用エリアで操作して下さい。
・ 陰性コントロール血清は、HbsAg、 anti-HIV I&II、 anti-HCV、 STS、 HIV-I RNA および HCV RNAに陰性であることが確かめられていますが、十分に気をつけてお取り扱い下さい。
・ 使用するピペットおよびチップは、各エリア専用として下さい。
・ エリア専用の作業着を着用し、使い捨てのプラスチック手袋を使用して下さい。
・ 作業終了後は実験台を 0.5％次亜塩素酸ナトリウム溶液（家庭用の塩素系漂白剤を 10 倍に希釈したもの）で拭いて下さい。
・ 実験台等に血清が付着した場合は、0.5％次亜塩素酸ナトリウム溶液で拭いて下さい。
(2) 廃棄物に関する注意
血液・血清を扱ったものは、オートクレーブ後、廃棄して下さい。あるいは医療用廃棄物として廃棄して下さい。医療用廃棄物としての廃棄方法は、各実験施設の廃棄方法に従って下さい。
３．その他の注意
本製品は、改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承下さい。

《貯蔵方法》《キットの構成》の項に記載《有効期間》

12 ヵ月（使用期限は外箱に記載）《包装単位》

96 テストWAKFlow HLA 抗体 クラスⅠ(ICFA) は、血液細胞上の HLA クラスⅠ抗原に対する抗体が血清中に存在するかどうかを確認するための研究用試薬です。本製品は、Luminex 社（http: //www.luminexcorp.com）のxMAP ® テクノロジーを用いて検出を行うものです。

《測定原理》HLA クラスⅠを発現している血液細胞と検体血清を反応させます。検体血清中に血液細胞上の HLA ク
ラスⅠに対する抗体が存在する場合は、HLA とその抗体との複合体が形成されます。その後、細胞を可溶化し、遊離した複合体をビーズ上の HLA に対する抗体で捕捉し、複合体に含まれる抗 HLA 抗体（ヒト抗体）を標識抗体 注 ) で検出します。
注) PE 標識 Goat anti human IgG《キットの構成》
本製品の構成試薬および貯蔵方法は、以下のとおりです。
① ビーズミックス .....................................................1 mL × 1 本② 10 倍濃度溶血試薬 ................................................5 mL × 1 本③ 10 倍濃度洗浄液Ⅰ ..............................................10 mL × 1 本④ 10 倍濃度洗浄液Ⅱ ..............................................25 mL × 1 本⑤ 10 倍濃度 Lysis 液 ................................................3 mL × 1 本⑥ 10 倍濃度 PBS ......................................................3 mL × 1 本⑦ 標識抗体 ...........................................................0.12 mL × 1 本⑧ 陰性コントロール血清 ..........................................2 mL × 1 本〔貯蔵方法〕
・ すべての試薬は 2～8℃で保存して下さい。
・ ①ビーズミックス、⑦標識抗体は、遮光して保存して下さい。

《問い合わせ先》

湧永製薬株式会社《必要な装置・器具》

試薬・診断薬事業部

本製品に必要な装置、器具および機材については、別冊の「WAKFlow HLA 抗体 クラスⅠ(ICFA) 操作説明書」をご覧下さい。

〒739-1195 広島県安芸高田市甲田町下甲立 1624
TEL (0826) 45-4625
FAX (0826) 45-4624
受付時間 9:00～12:00、 13:00～17:00 （月～金曜日、但し祝日を除く）《操作上の注意》
すべての操作は、できるだけ光が当たらないように注意して行って下さい。

《操作方法》
１．準備(1) ビーズの処理①ビーズミックスをボルテックスにより、しっかりと攪拌しておきます。
(2) 洗浄液の調製
1） ④10 倍濃度洗浄液Ⅱに析出物がある場合は 37℃以下で加温して溶解し、析出物がなくなったことを確認します。
2） ②～⑥の各試薬は 10 倍濃度となっていますので、精製水で 10 倍に希釈して使用します。希釈調製した各試薬は、2～8℃で保存し、1 週間以内に使用して下さい。
4CCFAJ011２． 操作手順
(1) 白血球の抗体感作および可溶化
以下のように、96 穴プレート(2) 蛍光ビーズおよび標識抗体の反応

もしくは、1.5 mL サンプルチューブ を使用して、行ってください。

2） （1）で得られた可溶化白血球の上清：25 µL を添加します。しっかりシールをした後、遮光（遮光できるインキ〈96 穴プレートを使用する場合〉
1）

1） 96 穴 V 底プレートのサンプル数に応じた各ウエルに①ビーズミックス：5 µL を分注します。

96 穴 U 底プレートに溶血試薬：200 µL を分注し、EDTA 加全血：20 µL を添加します。ボルテックスにより攪ュベータ内、あるいはアルミホイル等で覆う）して、25℃、20 分間プレートミキサーを用いて攪拌し続けます。

拌した後、37℃恒温水槽で、10 分間インキュベートし、溶血反応を行います。

3） 反応液が隣のウエルに混入しないよう注意しながら、慎重にシールをはがします。

2）

2,000×g で 2 分間遠心分離を行います。

4） 各ウエルに洗浄液Ⅱ：200 µL を添加し、2,000×g で 2 分間遠心分離を行います。

3）

スナッピングにより上清を除去し、ペーパータオル等で余分な水分を良く吸い取ります。

5） スナッピングにより上清を除去し、ペーパータオル等で余分な水分を良く吸い取ります。

4）

ボルテックスをして、白血球のペレットを再浮遊させます。

6） ボルテックスをして、蛍光ビーズを再浮遊させます。

5）

洗浄液Ⅰ：200 µL を添加します。しっかりシールした後、2,000×g で 2 分間遠心分離を行います。

7） 各ウエルに⑦標識抗体を洗浄液Ⅱで 100 倍に希釈した標識抗体：50 µL を添加します。

6）

スナッピングにより上清を除去し、ペーパータオル等で余分な水分を良く吸い取ります。

8） しっかりシールをした後、遮光（遮光できるインキュベータ内、あるいはアルミホイル等で覆う）して 25℃、10 分

7）ボルテックスをして、白血球のペレットを再浮遊させます。

8）5）～7）までの操作を再度行います。

9） シールに付着した反応液が隣のウエルに混入しないよう注意しながら、慎重にシールをはがします。

9）各ウエルに PBS：60 µL を分注します。

10） 各ウエルに洗浄液Ⅱ：200 µL を添加し、2,000×g で 2 分間遠心分離を行います。

間プレートミキサーを用いて攪拌し続けます。

10） 該当する各ウエルに⑧陰性コントロール血清：20 µL、または被検血清：20 µL をそれぞれ分注します。

11） スナッピングにより上清を除去し、ペーパータオル等で余分な水分を良く吸い取ります。

11） しっかりシールをした後、プレートミキサーを用いて懸濁します。37℃恒温水層で 30 分間インキュベートします。

12） ボルテックスをして、蛍光ビーズを再浮遊させます。

12） 反応液が隣のウエルに混入しないよう注意しながら、慎重にシールをはがします。

13） 10）、11）の操作を再度行います。

13） 各ウエルに洗浄液Ⅱ：200 µL を添加し、2,000×g で 2 分間遠心分離を行います。

14） 各ウエルに洗浄液Ⅱ：75 µL を添加します。 ビーズの塊が見える場合は、シールをしてボルテックスにより14） スナッピングにより上清を除去し、ペーパータオル等で余分な水分を良く吸い取ります。

分散させて下さい。

15） ボルテックスをして、白血球のペレットを再浮遊させます。
16） 13）～15）までの操作を再度行います。

** (3) 測定

17） 各ウエルに Lysis 液：50 µL を添加します。しっかりシールをした後、25℃、10 分間プレートミキサーを用いて攪拌し続けます。

Luminex システムを用いて、ビーズミックスの Lot 番号に対応したプロトコールファイル或いはテンプレートファイルを使用して測定を行います。

18） 2,000×g で 5 分間遠心分離し、上清を得ます。
** 《測定結果の解析法》

測定結果を、専用の「WAKFlow ICFA 解析ソフトウェア」で解析します。本ソフトウェアでは、各ビー〈1.5 mL サンプルチューブを使用する場合〉
1）

1.5 mL サンプルチューブに溶血試薬：200 µL を分注し、EDTA 加全血：20 µL を添加します。ボルテックス

ズの蛍光シグナルからインデックス値を算出し解析します。なお、ビーズミックスの Lot 番号に対応してにより攪拌した後、37℃恒温水槽で、10 分間インキュベートし、溶血反応を行います。

いないロットファイルでは正しく解析できませんのでご注意下さい。

2）

2,000×g で 2 分間遠心分離を行います。

専用の「WAKFlow ICFA 解析ソフトウェア」は、試薬ご購入の際、無償にて提供いたします。

3）

上清を除去します。

4）

洗浄液Ⅰ：200 µL を添加します。しっかりフタを閉めボルテックスをして、白血球のペレットを再浮遊させた後、2,000×g で 2 分間遠心分離を行います。

* 《性能》

１． 感度

5）

上清を除去します。

特定の HLA 分子に反応性を持つ抗体を含んでいることが既知であるアロ血清と陰性コントロール血清

6）4）、5）の操作を再度行います。

およびパネル細胞を用いて操作手順に従い試験を行うとき、別途定めた式により算出した各ビーズ

7）各チューブに PBS：60 µL を分注します。

（classI-1, classI-2）のインデックス値は規格内のインデックス値（陽性値）を示します。

8）

該当する各チューブに⑧陰性コントロール血清：20 µL と被検血清：20 µL をそれぞれ分注します。

9）

しっかりフタを閉め、ボルテックスにより攪拌した後、37℃恒温水層で 30 分間インキュベートします。

10） 各チューブに洗浄液Ⅱ：200 µL を添加します。2,000×g で 2 分間遠心分離を行います。
11） 上清を除去します。

２． 正確性特定の HLA 分子に反応性を持つ抗体を含んでいることが既知であるアロ血清と陰性コントロール血清およびパネル細胞を用いて操作手順に従い試験を行うとき、各ビーズは規格内の結果が得られます。
３． 同時再現性

12） 10）、11）の操作を再度行います。

正確性試験を 3 回同時に行うとき、同一の結果が得られます。

13）各チューブに Lysis 液：50 µL を添加します。しっかりフタを閉めた後、25℃、10 分間ミキサーを用いて攪拌し続けます。
14）10,000×g で 5 分間遠心分離し、上清を得ます。

2

3