XRF サンプル前処理カタログ

APEX™ クイックリリースダイス発売

Specac のXRF用サンプル
前処理
Specacは、鉱業、セメント、環境、地質学、その他多くの分野でXRFを使用している分析技術者を応援しています。
我々は、分析化学の分野で数十年に渡って経験を重ねて、専門知識を蓄えてきました。Specacのプレス機は世界中で販売され、多くのお客様
から高い評価を得ています。

Atlas™パワープレス

p. 4

Atlas™自動油圧プレス

p. 5

Atlas™手動油圧プレス

p. 8

Apex™クイックリリースダイス

p. 9

XRF用標準ペレットダイス

p. 10

XRFアプリケーションノート

p. 12

Fritsch XRF用ミル

p. 15

サンプルカップ

p. 18

フィルムウィンドウ

p. 21

破砕・溶融の消耗品

p. 23

代表的なXRFサンプル:
鉄鉱石と鉱滓
土壌・植物性物質
耐火物スラグとフラックス
セメント成分
ガラス製造用添加剤

APEX™クイックリリースダイス

世界初!
ペレット自動取出し機能
ペレットダイスとしては世界初の機能を搭載した新製品Apex™クイックリリースXRFダイ
スは、これまでにないほど迅速で簡単なペレット調製を実現します。特許を取得した
独自のスリーブ設計により、手間のかかるペレット取出しステップが不要になりました。

Atlas™シリーズのプレス&ダイス
自動油圧プレス
p. 4

Specacの油圧プレスシリーズは、XRF分析のために、セメント、鉄、その他のサンプルでペレットを形成する前処理に理想的です。
卓上サイズのプレス機には多くの機能が搭載されており、手動または半自動で高品質な分析サンプルを作成できます。

手動油圧プレス
p. 8

ペレットダイス&
アクセサリ
p. 9

サードパーティアクセサリ
p. 13～Atlas™パワープレス特長: 小型卓上プレス機
 最大荷重25トン
 パワーアシスト油圧機構
 単相交流電源
 簡単で手間のかからない操作
 多言語LCDディスプレイ
 PTFG製セーフティガード
 静音動作 CEマーク適合

荷重オプション
8トン
15トン
25トン

製品紹介:
Atlas™パワープレスは、卓上型のパワーアシストタイプペレットプレスシステムで、品質管理ラボで日常的に行われるXRFサンプル前処理の手間を軽減します。
必要な荷重まで手動で加圧する時間と労力が不要になり、オペレータのミスを減らすことで再現性良くペレットを作成できます。
さらに、Atlas™パワープレスは、広く作業性の良いサンプルエリア、直感的なボタン操作、開けた状態では荷重が印加されないセーフティガードを特長としています。
Atlas™パワープレスは通常の単相電源で動作するため、追加の設備を用意することなく、実験室設置後すぐに使用できます。

Atlas™オートタッチプレス
特長:
Atlasパワープレスの全機能を備える
 繰り返し生産性を最大限に高めるための、プログラム可能な荷重の印加、保持、解放のサイクル設定
 最大荷重40トン
 荷重の保持設定中は、減少した荷重を自動補填
 最大6プログラムを内蔵メモリに保存可能
 LEDタッチスクリーン操作

荷重オプション
8トン
15トン
25トン
40トン

製品紹介:
Atlas™オートタッチプレスは、Atlas™パワープレスの特長を次のレベルに引き上げます。プログラムごとに最大10ステップの荷重サイクルを組むことが可能で、荷重の保持機能により、長時間にわたって一定の負荷を維持します。これらの機能により、高感度XRF測定のためのサンプル前処理の再現性を最大限に確保します。
オートタッチプレスはパワープレスと同じフレームを採用し、コンパクトな設置面積と広い作業面積を特長としています。Apex™クイックリリースダイスを使用した半自動ペレット作成に最適です。

Atlas™パワープレス/オートタッチプレス
主な仕様:

オーダー情報:モデル

パワー＆オートタッチ8T, 15T, 25T

オートタッチ
40T

P/N

荷重範囲

8T: 1-8トン
15T: 2-15トン
25T: 3-25トン

40T: 4-40 トン

GS2583X
GS2582X
GS2581X
GS2580X

Atlasオートタッチ40T油圧プレス
Atlasオートタッチ25T油圧プレス
Atlasオートタッチ15油圧プレス
Atlasオートタッチ8T油圧プレス

オートタッチ

設置面積(W x D)425 x 405 mm

430 x 405 mm

GS2543X
GS2542X
GS2540X

Atlasパワー15T油圧プレス
Atlasパワー25T油圧プレス
Atlasパワー8T油圧プレス

パワープレス

高さ

最大640 mm

最大 660 mm

作業エリア(直径 x 高さ)

220 x 155 mm

240 x 155 mm

重量

95 Kg

130 Kg

製品

Xは電源コード番号です。地域に合わせて以下の番
号からご指定ください。
0- 230 V 50 Hz (UK/EU)
1- 110 V 60 Hz (USA)2- 100 V 50/60 Hz (日本)
3- 220 V 50 Hz (中国)
4- 220 V 60 Hz (韓国/KSA)

Atlas™オートタッチの操作
Atlas™オートタッチプレスにはLEDタッチスクリーンが搭載されており、荷重サイクルのプログラミング、プログラムディレクトリから以前に作成したプログラムの選択、プレスの設定、ユーザへのステータス表示や警告メッセージの表示に使用されます。ユーザは、作成したプログラムを最大6つまで保存することができます。また、基本的なルーチンが組み込まれているPZプログラムと呼ばれるサイクルを使用することもできます。
タッチスクリーンは3つのセクションに明確に分かれています。左上はシステムステータスで、現在の荷重、選択中のプログラム、情報メッセー
ジが表示されます。右上は現在のプログラムステータスです。画面下側の小さなセクションにはユーザコントロール(緑色)が表示されます。
プログラム動作中は、現在のプログラムセグメントに実行されているプ
ログラムステップがハイライトされ、ステータスセクションに赤色のテキストでステータスメッセージが表示されます。

操作準備完了プログラム動作中Atlas™パワープレス
オートタッチプレス

プログラミング
プレスのプログラミングは簡単です。空のプログラ
ムスロットを選択し、希望のプレスサイクルに合わせて、個々のセグメントを追加、編集、削除します。

プログラム
セグメント

説明

荷重の印加

目標荷重までポンプアップします。

ホールド

0.1～99.9分の範囲で事前に設定した時間またはユーザの操作があるまでホールドします。

保持0.1～99.9分の範囲で事前に設定した時間またはユーザの操作があるまで、印加された荷重を定期的にトップアップさせる「自動トップアップ」機能によって維持します。

荷重の解放

事前に設定した3つのレート(高速、中速、低速)のいずれかで、印加された荷重を解放します。

停止

プログラムを終了します。

安全設計
アトラスオートタッチプレスには、いくつかの安全機
能があります。ポリカーボネート製の安全ガードが開いている場合に荷重を印加することはできず、ガードを閉じるようにメッセージが表示されます。プ
ログラムの進行中は、プレス機の前面パネルにあるストップボタンを押すと中断できます。ストップボ
タンを押すと、プログラムは自動的に荷重の解放ス
テップに進みます。

Close Guard

プログラミング画面“Close Guard”の安全メッセージ

Atlas™手動油圧プレス
特長:
 堅牢で信頼性の高い少量サンプルの前処理用油圧プレス
 ハンドポンプを使用した手動プレス
 迅速な圧力解放 アナログ圧力計
 最大荷重25トン
 ポリカーボネート製安全シールド

荷重オプション
15トン
25トン

オーダー情報:P/N

製品

GS 25011

Atlas 25 T手動油圧プレス

GS 15011

Atlas 15 T手動油圧プレス
スペアおよび消耗品

GS 15100

シールとガスケットキット

GS15101

油圧プレス専用交換オイル(1 L)
低圧ゲージキット

GS15051

圧力ゲージ切り替えキット0-1トン

GS15052

圧力ゲージ切り替えキット0-2トン

GS 15055

圧力ゲージ切り替えキット0-5トン

製品紹介:
アトラス™手動油圧プレスは、XRF用のサンプ
ル前処理に最適なシンプルで低コストの実
験室用プレスです。Specacの標準ペレットダイと組み合わせて使用することができます。
ハンドレバーから圧力ポンプを手動で動かして荷重を印加します。このプレス機のシンプ
ルで堅牢なフレームは、長年にわたって信頼性の高い動作を保証し、他の用途にもお使いいただけます。

主な仕様:
荷重表示範囲

15T: 0-15トン
25T: 0-25トン

設置面積(W x D)

310 mm x 190 mm

高さ(ハンドル部まで)

最大 610 mm

作業エリア(W x H)134 x 141 mm

重量

50 Kg

Apex™クイック
リリースダイス特長:
 革 新 的 な ク イ ッ ク リ リ ー スダ イ ス は オ ペレータの負担を軽減し、ユーザは他の重要な操作に注力することができます。
 作成したペレットの取出し操作にともなうダイセットのプレスからの取外し、上下反転、再設置の手間がかかりません。
 ダイアセンブリを必要としません。

直径オプション
32 mm
40 mm

クリーニング/リセット

サンプル充填

サンプル加圧

サンプル取出しApex™ クイックリリースダイスによるペレットプレスサイクル図(右)アトラスオートタッチプレスを使用して、ルーチンを完全にプログラム化できます。
再加圧

スリーブ反転製品紹介:
新発売のApex™ XRFクイックリリースダイスを使用すると、これまでにないほど簡単で迅速なペレット調製が可能になります。特許技術である独自のスリーブ設計により、手間のかかるペレット取出しステッ
プが不要になりました。
ダイセットをプレスから取外し、一部構成を変更してプレスに戻す必要がある従来のダイスとは異なり、Apex™クイックリリースダイスは、ペレットのプレス成型から取出しまでを自動で行います。Atlas™オート
タッチプレスと組み合わせて使用すると、サンプルの充填から完成したペレットの取出しまで、サイクル
全体がわずか2～3分で行えます。
ペレットが取出されると、ボタンを押すだけでダイスのリリース機構はリセットされ、すぐに次のサンプルの準備ができます。

XRF分析用標準ペレットダイス特長: 研磨された精密設計のペレットダイス
 すべてのSpecac製プレス機で使用可能で、他の多くのプレス機にも対応できます。
 タングステンカーバイド製内部ペレット(オプション)
 排気ポート(オプション)

直径オプション

製品紹介:

32 mm
40 mm

XRF標準ペレットダイスは、ルーチンでのペレットサンプ
ルの前処理に使用します。シンプルで堅牢なデザインは、
あらゆるサンプルのプレスに最適です。
研磨された金属製の内部ペレットは、最高品質の分析用
ペレットの作成を可能にします。タングステンカーバイド
製ペレットは、鉄による汚染を回避したり、研磨性の高いサンプルを処理する場合に利用できます。

Apex™クイックリリースダイス オーダー情報
ダイスセット

スペア部品

P/N

製品

P/N

製品

GS26301

40 mm Apex™クイックリリースダイス(上部アンビル、
8T, 15T, 25Tプレス用下部位置プレート付)
32 mm Apex™クイックリリースダイス(上部アンビル、
8T, 15T, 25Tプレス用下部位置プレート付)
40 mm Apex™クイックリリースダイス(上部アンビル、
40Tプレス用下部位置プレート付)
32 mm Apex™クイックリリースダイス(上部アンビル、
40Tプレス用下部位置プレート付)

GS26325
GS26326
GS26321
GS26322
GS2631040 mm Apex™クイックリリースダイス用ボディ
32 mm Apex™クイックリリースダイス用ボディ
40 mm Apex™クイックリリースダイス用プランジャ
32 mm Apex™クイックリリースダイス用プランジャ
40Tプレス用Apex™クイックリリースダイス上部アンビルアセンブリ
手動/パワー/自動プレス用Apex™クイックリリー
スダイス上部アンビルアセンブリ

GS26302
GS26303
GS26304

GS26311

P/N

製品

GS26315
GS26316
GS26330
GS26340
GS26341
GS36351
GS26352

ステンレススチール製40 mm径上部研磨プレート
ステンレススチール製32 mm径上部研磨プレート
Apex™ダイス用下部位置プレート
Apex™ダイス用ばね(固定用グラブネジ2本付)
エッセンシャルスペアキット(ヒンジタブ用ばね、固定ネジ、グラブネジ)
40 mm Apex™クイックリリースダイス本体(上部アンビル、下部位置プレートなし)
32 mm Apex™クイックリリースダイス本体(上部アンビル、下部位置プレートなし)

Atlas™シリーズダイス
の主な仕様
仕様:
ダイス

最大荷重

ダイスサイズ

重量

40 mm標準40トン

Φ 65 mm x H 110 mm

2.5 Kg

32 mm 標準40トン

Φ 65 mm x H 110 mm

2.4 kg

40 mm標準(排気ポート付)

40トン

Φ 65 mm x H 110 mm

2.5 Kg

32 mm 標準
(排気ポート付)

40トン

Φ 65 mm x H 110 mm

2.5 kgAtlas標準ダイスのオーダー情報:
ダイスセット:P/N

製品

GS26101
GS26102

排気ポート付:32 mm Atlas標準ダイス
40 mm Atlas標準ダイス

GS26103
GS26104

排気ポートなし:
32 mm Atlas標準ダイス
40 mm Atlas標準ダイス

スペアとアクセサリ:
P/N

製品

GS26111
GS26112

ダイボディ(排気ポート付) :32 mm Atlas標準ダイセット
40 mm Atlas標準ダイセット

GS26113
GS26114

ダイボディ(排気ポートなし) :32 mm Atlas標準ダイセット
40 mm Atlas標準ダイセット

GS26121
GS2612232 mm標準ダイ用プランジャ
40 mm標準ダイ用プランジャ

GS26131
GS26132
GS26133
GS26134

内部プレスペレット(1組):
32 mmステンレススチール製
40 mmステンレススチール製
32 mmタングステンカーバイド製
40 mmタングステンカーバイド製

GS2614132 mm、40 mm標準ダイス用ベース

GS26151

32 mm標準ダイス用O-リングキット

GS26152

40 mm標準ダイス用O-リングキット

GS26161

32 mm、40 mm標準ダイス用ペレット取出し筒XRF分光法を用いたセメントの分析
セメントは年間需要が約50億トンの成長産業です
実験と結果:
主要な建築材料であり、コンクリートの成分の1つであるセメントは、通常、製造工場近くの採石場で採掘される石灰石と粘土から構成されています。

ポルトランドセメントとプレミックスされた簡易セメン
トの試験片を作成し、P6ボールミルを用いて300rpmで10分間、微粉末(60ミクロン以下)になるように粉砕しました。

現場では、岩石の化学組成がセメントの製造に必要な基準を満たしているかどうかを確認するために、 各粉砕サンプルからそれぞれ6 gの微粉末を分取し、1.5 gのパラフィンバインダと混合しました。
XRF分析を含めたオンサイト試験が行われます。
その後、粉砕された原石はキルンで1000℃以上に加熱されてクリンカとなります。クリンカもXRF分析の対象です。
次の工程でクリンカは粉砕されて微粉末となり、硫酸塩を豊富に含む石膏と様々な割合で混合され、産業建築用のポルトランドセメントや軽作業用の簡易セメントなどの様々なグレードのセメントが製造されます。ここで最終的なXRF検査が行われます。
このアプリケーションノートでは、セメント製品の品質管理や、ASTM C114やISO/DIS 29581-2などの規格に準拠していることを確認するためのXRF分析例を紹介しています。

Specac Atlas®プレスシリーズとダイスは、迅速かつ簡単にXRF分析用サンプルを作成するのに最適です。

得られた混合物は、Atlas®25トン手動油圧プレスと32 mmダイスを使用してペレットにプレスしました。

この表は、XRF分析で検出されたすべての元素を示しています。
サンプルに含まれる元素 (% WT)
ポルトランドセメント

簡易セメント

SiO2

18.47

60.89

TiO2

0.32

0.29

Al2O3

4.25

5.55

F2O3

3.28

6.84

MnO

0.08

0.08

MgO

0.99

0.36

CaO

65.14

18.74

Na2O

0.19

0.45

K2O

1.19

0.93

P2O5

0.20

0.23

So3

5.36

4.74

Cl

0.074

0.027

Cr

0.040

0.026

Ni

0.017

0.008

Cu

0.013

0.01

Zn

0.018

0.022

Rb

0.008

0.006

Sr

0.109

0.02

Zr

0.011

0.028

Pb

0.008

0.012

Total %

99.90

99.30

さらにアプリケーションノートを読む場合は、ウェブサイトをご覧ください – www.specac.com

サードパーティ
アクセサリ
ペレット作成アクセサリ
サンプリングカップ
フィルムウィンドウ
粉砕・溶融の消耗品

XRF分析のためのサンプル粉砕
蛍光X線分析は、固体中の元素を定量するための標準的な手法です。信頼性・再現性のある結果を得るためには、サンプルの粒径と分析に供するペレットの品質を管理することが不可欠です。
固体を破砕してペレットプレスで使用できる均質な粉末を生成するための代表的な粉砕機は、遊星型
ボールミルです。pulverisette-6クラシックラインは、100 mlのサンプルに対して250 mlの破砕容器1つ、または30 mlのサンプルに対して80 mlの容器を2つ使用することができます。粉砕ボールの材質はジルコ
ニアまたは硬い材料にはタングステンカーバイドをお勧めします。最大試料サイズは10 mmです。

破砕容器1個あたりの推奨ボール数 :
破砕容器

80 ml

250 ml

サンプル量10 – 30 ml

30 – 125 ml

5

15

ボール径
20 mm
30 mm

6

粒径の仕様は< 45 μmがほとんどを占めます。80 mlのセメントクリンカを250 mlの容器に入れて粉砕しました。10分後に得られた粒度分布を以下に示します。

結果 Q3(x)：99.4% < 45 um
容器の壁やボールにサンプルが付着し始めるため、長時間の乾式粉砕ができない可能性があります。

ペレット作成アクセサリ&消耗品
P6遊星型ミル: 高速遊星型ボールミル (650 rpmまで)
 40-200 μm径の微粉末を作成
 様々な材質とサイズの粉砕容器とボール
 最大有効サンプル容量450 ml
 ユーザフレンドリなセーフロックシステムで事故を防止 ベンチトップ設計により、フィールドやラボでの作業に適したポータブ
ル性を実現 硬質、中硬質、脆性、湿性の材料を簡単に粉砕可能

サンプルサポートカップ:
 ペレットの形成が難しい圧着性の悪いサンプルをサポートするための圧縮可能なカップ アルミニウム製またはプラスチック製
 潤滑性の高いプラスチック製カップはペレットの取出しが容易

保護用ペレットフィルム:
 サンプル間の汚染からプレス表面を保護 サンプルと直接接触する表面に貼付
 直径32, 35, 40 mm

製品紹介:
P6遊星型ボールミルは、XRF分析の前処理に適した高性能卓上型粉砕ミルです。最大2つの粉砕容器を装着可能で、450 mlまでのサンプルを数十ミクロン径の微粉末に迅速かつ効率的に破砕します。P6ボールミルのユーザフレンドリな設計により、フィールドやラボで簡単に操作可能です。

アクセサリ&消耗品のオーダー情報P6遊星型ボールミル:
最初に使用する材料を選択し、次に容器に合ったボール数を選択してください

粉砕容器と粉砕ボールの選択
材料(容器とボール)材料の主な成分密度(g/cm3)

耐摩耗性

サンプルタイプ

メノウ(99.9 % SiO2)

2.65

良い

軟質～中硬質サンプル

酸化ジルコニウム(96.2 % ZrO2)

5.7

とても良い

繊維状、研磨性サンプル

タングステンカーバイド

93 % WC + 6 % Co)

14.9

とても良い

硬質、研磨性サンプル

窒化ケイ素(90 % Si3N4)

3.25

極めて良い

研磨性サンプル、メタルフ
リー粉砕

硬化鋼

容器: (11 - 12 % Cr)
ボール: (1.0 - 1.65 % Cr)

7.9

良い

硬くて脆いサンプル

粉砕容器あたりのボール数
ボール径 (mm)

破砕ボウル容積(ml)

80

250

500

5

ボール数

200 - 300

1200 – 1300

2000 - 2500

10

ボール数

25 – 30

50 – 150

100 – 250

15

ボール数

10

45 – 50

70 – 100

20

ボール数

5

15 – 20

25 – 35

30

ボール数

-

05 - 06

10

40

ボール数

-

-

4

サンプルサポートカップ
P/N

製品

CX0505E

PelletCups®圧縮性テーパーアルミニウムブリケットカップ 31.0 mm (径) x 8.0 mm (高さ) 1000個/パック

CX0513E

PelletCups®圧縮性テーパーアルミニウムブリケットカップ 12.5 mm (径) x 8.7 mm (高さ) 250個/パック

CX0535E

PelletCups®圧縮性テーパーアルミニウムブリケットカップ 34.6 mm (径) x 9.3 mm (高さ) 600個/パック

CX0545E

PelletCups®圧縮性テーパーアルミニウムブリケットカップ 39.8 mm (径) x 9.6 mm (高さ) 600個/パック

CX0547E

PelletCups®圧縮性テーパーアルミニウムブリケットカップ 44.9 mm (径) x 9.6 mm (高さ) 600個/パック

CX0552E

PlastiCups®圧縮性テーパープラスチックブリケットカップ 31.0 mm (径) x 6.4 mm (高さ) 500個/パック

CX0553E

PlastiCups®圧縮性テーパープラスチックブリケットカップ 34.3 mm (径) x 6.4 mm (高さ) 500個/パック

CX0554E

PlastiCups®圧縮性テーパープラスチックブリケットカップ 39.7 mm (径) x 6.4 mm (高さ) 500個/パック

保護用ペレットフィルム
P/N

製品

CX7032E

SpectroPellet®保護用ダイペレットフィルム 32 mmダイス用 500枚/パック

CX7035E

SpectroPellet®保護用ダイペレットフィルム 35 mmダイス用 500枚/パック

CX7040E

SpectroPellet®保護用ダイペレットフィルム 40 mmダイス用 500枚/パック

液体・固体用
サンプリングカップ
p. 18

液体・固体用サンプリング消耗品
Specacは、サンプルカップやサンプルサポートウィンドウなど、液体や成型の難しい粉体のサンプリングに必要な消耗品を提供しています。
粉砕・ペレット作成の補助として、サンプルに合わせた添加剤を購入することができます。
また、ビードサンプル作成に使用する溶融炉用のホウ酸塩フラックスもご用意しています。

サンプルサポートフィルムウィンドウ
p. 21

粉砕・ペレット作成・
溶融関連消耗品
p. 23

XRFサンプルカップガイド
サンプルカップは、液体や粉体のサンプリングに使用される使い捨てのプラスチック容器で、測定で使用するX線に対して透明なフィルムウィンドウで密封します。サンプルカップとフィルムウィンド
ウには様々な種類がありますので、以下を参考に適切なものを選択してください。

正しいサイズの選択
XRF装置によって使用できるカップのサイズが異なります。XRF装置の説明書を参照して、装置のホルダに適合するサンプルカップの直径と高さを決定してください。

シングルオープンエンドかダブルオープンエンドか?
ダブルオープンエンドのカップでは、片方の端にフィルムウィンドウを設置し、反対側からカップにサンプルを充填することで、サンプルはフィルムウィンドウで直接保持されます。フィルムが非常に薄い場合やサンプルの反応性が高い場合は、この方法でサンプルを長時間保持することが難しいかもしれません。このような場合には、サンプルの充填と保管の間はサンプルをカップ自体で保持し、測定時のみ反転させてフィルムウィンドウで保持させるシングルオープンエンドのカップをご使用ください。

サポートフィルムの材料
サポートウィンドウは、分析対象によって生成されるすべてのシグナルに対して透明でなければならず、またサンプルと化学的に安定なものでなければなりません。現在、ポリプロピレン、カプト
ン、マイラー®など幅広い材料のフィルムが、様々な厚さでサンプルを保持するために利用できます。厚いフィルムは耐久性がありますが、X線信号の減衰が大きくなるので注意が必要です。

Chemical

Mylar®

Poly-

ETNOM®

Polypro-Kapton®

Prolene®

Ultra

Zythene™

希酸

















濃酸

















アルコール

















アルデヒド

?











?



濃塩基

















エステル

















エーテル









?







脂肪族炭化水素

















芳香族炭化水素

















ハロゲン化物

















ケトン













酸化剤



















注 - ディーゼル中の硫黄分を分析するASTMの方法では、KaptonまたはEtnomのウィンドウを使用することが規定されています。

サンプルカップ
オーダー情報:市販の 主要なXRF 分析システムで利用するための、
様々なサイズのシングルおよびダブルオープンエンドのサンプリング カップのラインナップ

1000 TrimLess®スリーブ付シングル/ダブルオープ
ンエンド

1300 TrimLess®スリーブ付ダブルオープンエンド(再シール可)••••フィルムを完全に包み込みます
フィルムをトリミングする必要がありません
ThermoPlastic®シールによるベント•

外部オーバーフローリザーバとベントを一体化した再シール可能なキャップ
ビード-インデント形状の「スナップオンリン
グ」

1400 マイクロサンプル シングルオープンエンド

1500 マイクロポーラスダブルオープンエンド

•
•
•

•
•
•

内部標準取付オプション
デュアルThermoPlastic®シールによるベント「スナップオンリング」フィルムアタッチメント

1700 "スナップポスト" ベンチング シングルオープンエンド••

外部オーバーフローリザーバ「スナップオンリング」フィルムアタッチメント

1800 ThemoPlastic®シールベント シングルオープンエンド••

1900 "スナップオンリング" ダブルオープンエンド••

上部からのサンプルの充填「スナップオンリング」フィルムアタッチメント

上部からのサンプルの充填
フィルム貼付部「スナップオンリング」フィルムアタッチメント

外部オーバーフローリザーバ「スナップオンリング」フィルムアタッチメント

2100 SpectroCup®ダブルオープンエンド•••

フィルムを包み込むTrimless®スリーブ
上部からのサンプル充填
内部オーバーフローリザーバサンプルカップ
オーダー情報:TrimLess®スリーブ付サンプルカップ
P/N

シリーズ

径

高さ

容量

分光器コードCX1060E

1000

31.2 mm23.6 mm22

S1, S2, X1, X2

分光器コード:Spectro8

S1, S2, X1, X2

Xepos

22.9 mm

9

S1, S2, X1, X2

X-Lab 2000

22.9 mm11

S1, S2, X1, X2

42.9 mm18.5 m9

H1

X-Calibur

X1

43.4 mm

39.9 m7

P1, R1, R2, R3

X-CiteX2

1300

30.7 mm22.9 m7

S1, S2, X1, X2

CX1330-SE

1300

30.7 mm22.9 m22

S1, S2, X1, X2PrimusR1

CX1340E

1300

39.1 mm23.1 m7

S1, S2, X1, X2

ZSX-100

R2

Rix

R3

CX1065E

1000

31.2 mm23.6 mm

CX1070E

1000

38.6 mm

CX1075E

1000

38.4 mm

CX1083E

1000

CX1095E

1000

CX1330E

シングルオープンエンドサンプルカップ
P/N
CX1430E

シリーズ
1400

径
31.0 mm

高さ

容量22.4 mm

8

S2
Xenemetrix

RigakuOxford分光器コードS1, S2, X1, X2

S1

Lab-X

O1
Bruker

CX1430-SE

1400

31.0 mm22.4 mm1

S1, S2, X1, X2

CX1440E

1400

39.4 mm22.4 mm8

S1, S2, X1, X2

Manual S2

R1

CX1730E

170030.7 mm23.1 mm15

S1, S2, X1, X2

Manual S4

R2

CX1730-SE

1700

30.7 mm23.1 mm19

S1, S2, X1, X2Auto S2R3CX1740E

1700

39.1 mm23.6 mm7

S1, S2, X1, X2Auto S8R4CX1830E

1800

31.0 mm22.1 m7

S1, S2, X1, X2

CX1830E-SE

1800

31.0 mm22.1 m22

S1, S2, X1, X2

Venus 200

P1

CX1840E

1800

39.1 mm23.6 m7

S1, S2, X1, X2

Axios

P2

Epsilon3

P3

ダブルオープンエンドサンプルカップ
P/N

シリーズ

径

高さ

容量

分光器コードCX1530E

1500

31.0 mm23.1 mm22

S1, S2, X1, X2

CX1530-SE

1500

31.0 mm23.1 mm25

S1, S2

CX1930E

1900

31.4 mm21.3 mm

0.5

CX1930-SE

1900

31.4 mm21.3 mm13

S1, S2, X1, X2

CX1935-OXE

1900

31.2 mm

38.4 mm13

S1, S2, X1, X2, O1

CX1940LE

1900

39.4 mm35.3 mm15

S1, S2, X1, X2

Panalytical

MiniPalP4
ThermoAdvant’x

S1, S2, X1, X2

シングルオープンエンドサンプルカップ
P/N

シリーズ

径

高さ

容量

分光器コードCX2131E

2100

30.9 mm29.2 mm12

S1, S2, X1, X2

CX2132E

2100

31.5 mm29.2 mm

9

S1, S2, X1, X2

CX2135E

2100

34.3 mm29.7 mm

9P1, P2CX2140E

2100

40.1 mm29.7 mm

9

B1, B2, P1, R1, R2, R3

CX2143E

2100

40.1 mm29.7 mm19

B3, B4CX2144E

2100

40.1 mm

33.8 mm19

B3, B4CX2145E

2100

44.7 mm29.5 mm

25

P2, P3

CX2146E

2100

44.7 mm33.5 mm

22

T1

CX2147E

2100

44.7 mm29.5 mm

11

T2

CX2148E

2100

44.7 mm33.5 mm

12

T3

CX2149E

2100

44.7 mm

39.2 mm

22P4

CX2195E

2100

43.4 mm

40.7 mm

12P1, R1, R2, R3

T1
HoribaSulfur Analyzers

H1

ここに記載されていない分光器に適するサンプルカップついては、Specacにお問い合わせください。

フィルムウィンドウ
微量レベルの汚染物質が混入するのを避けるために、環境管理された条件下で製造・保管されています。ロールタイプ(連続および穴あき)、プレカットシート、またはアプリケーションを容易にするためのカー
ドフレームサポートタイプなど、さまざまな形態でご提供します。

サンプルサポートフィルムウィンドウ Kapton®、Microporous、Mylar®、Polypropylene、Prolene®のプ
レカット円形シートをご用意しています。
 ロールタイプは、Etnom®、Microporous、Myla ®、Polypropylene、Prolene®、Ultra-Polyester®でご利用いただけます。
 Mylar®、Polypropylene、Prolene®の長さ3インチの穴あきロール
シート(1200枚)です。
 全てのフィルムで1.5μmから12μmまでの厚みをご用意しております。

SpectroMembrane®
 サンプルサポートフィルムにフレームが取り付けられたタイプで、取り扱いが容易でコンタミを防ぐのに有効です。
 自動でフレームから取り外せるので、シワを防ぎ張りのあるサン
プルサポートウィンドウが得られます。
 サンプルカップ100個セットに合わせて100個入り です。
 Etnom® 、 Kapton® 、 Mylar® 、 Polypropylene 、 Prolene® 、 UltraPolyester®、Zythene®でご利用いただけます。
 2μmから12μmまでの設定された厚みをご用意しています。

SpectroFilm®二次保護フィルム
 自己接着性保護フィルム
 X線チューブの窓、X線検出器、その他窓、電子機器のような化学物質に敏感な電子機器を保護します。
 コンタミネーションの問題を取り除きます。
 清掃のためのコストを抑制します。
 Etnom®、Mylar®、Prolene®でご利用いただけます。
 以下の2種類の標準サイズをご用意しています。
外径1.38インチ(35 mm)/内径0.78インチ(20 mm)
外径2.36インチ(60 mm)/内径1.65インチ(42 mm)

薄膜ウィンドウのオーダー情報材料とサイズから選択
材料

厚み

プレカット(500枚/1000 枚)

91.4 mロール

穴あき91.4 mロール

SpectroMembrane®
100枚

SpectroFilm®
25枚

Kapton®

7.5 µm

63.5 mm--63.5 mm, 76.2 mm-

Micropourous

25 µm

63.5 mm76.2 mm---

Mylar®

2.5 µm

3.5 mm76.2 mm76.2 mm63.5 mm, 76.2 mm-

3.6 µm

63.5 mm, 89 mm

76.2 mm76.2 mm

35 mm, 63.5 mm, 76.2 mm

外径35 mm / 内径20 mm
外径60 mm / 内径42 mm

6.0 µm

63.5 mm76.2 mm76.2 mm63.5 mm, 76.2 mm-

6.0 µm

63.5 mm76.2 mm76.2 mm

45 mm, 63.5 mm, 76.2 mm-

12.0 µm63.5 mm76.2 mm-

45 mm, 63.5 mm, 76.2 mm-

3.0 µm---

35 mm, 63.5 mm, 76.2 mm

外径35 mm / 内径20 mm
外径60 mm / 内径42 mm

4.0 µm

63.5 mm76.2 mm76.2 mm

35 mm, 63.5 mm, 76.2 mm-

1.5 µm

-

-

-

-

-

2.0 µm---

35 mm, 63.5 mm, 76.2 mm-

2.5 µm-76.2 mm-63.5 mm, 76.2 mm-

3.0 µm

---63.5 mm, 76.2 mm

外径35 mm / 内径20 mm
外径60 mm / 内径42 mm

Ultra-Polyeste®

1.5 µm---76.2 mm-

Zythene®

6.0 µm

---63.5 mm, 76.2 mm-

Polypropylene

Prolene®

Etnom®

破砕・溶融関連
消耗品
破砕・ペレット作成用添加剤
 X-Ray Mix® 1/4g錠 (組成 C: 48.7 %、O: 42.6 %、H: 8.1 %、B: 0.6 %) SpectroBlemd® 1/2g錠 (組成 C: 81.0 %、O: 2.9 %、H:13.5 %、N: 2.6 %) ホウ酸塩 1/2g錠 (組成 O: 77.6 %、H: 4.9 %、B: 17.5 %) 難 圧 着 サ ン プ ル 用 LiquidBlender® ポ リ マ ー 成 分(C6H9ON)を塩化メチレン溶媒に溶解したもの
 X-Ray Mix®、SpectroBlend®は粉末タイプもあります

FusionFlux®ホウ酸塩系フラックス剤
 四ホウ酸リチウム(Li2B4O7)系フラックス
 臭化リチウム(LiBr)またはヨウ化リチウム(LiI)を0.5 %から1.5 %の割合でブレンド
 33 %から100 %のメタホウ酸リチウム(LiBO2)を追加ブレンド
 非湿式試薬 詳細はオーダー情報をご覧ください

その他のアクセサリ 粉体サンプル圧縮機: ペレット成型前にサンプル表面を平らにし、水平にします。
 サンプル保管キット: ポッド5個/10個: 宝石類、光学ガラスなど
デリケートなサンプルの収納や分類にご利用ください。

オーダー情報製品

P/N
CX600E

X-Ray Mix®, 粉末; 1 lb /本CX625E

X-Ray Mix®, 1/4グラム錠剤; 500錠/本CX650E

X-Ray Mix®, 1/2グラム錠剤; 500錠/本CX660E

SpectroBlend®, 44 µm粉末; 1 lb /本CX690E

SpectroBlend®, 1/2グラム錠剤; 500錠/本CX750E

ホウ酸塩, 1/2グラム錠剤; 1000錠/本CX800E

Liquid Binder®, 添加剤; 1 Pint

CX30-1000E

Pre-Fused FusionFlux® 四ホウ酸リチウム(Li2B4O7) 100 %; 1 lb

CX30-1100E

Pre-Fused FusionFlux® 四ホウ酸リチウム(非湿式Li2B4O7) 99.5 % /臭化リチウム(LiBr) 0.5 %; 1 lb

CX30-1200E

Pre-Fused FusionFlux® 四ホウ酸リチウム(非湿式Li2B4O7) 99.5 % /ヨウ化リチウム(LiI) 0.5 %; 1 lb

CX30-2000E

Pre-Fused FusionFlux® メタホウ酸リチウム(LiBO2) 100 %; 1 lb

CX30-2100E

Pre-Fused FusionFlux® メタホウ酸リチウム(非湿式LiBO2) 99.5 % /臭化リチウム(LiBr) 0.5 %; 1 lb

CX30-2150E

Pre-Fused FusionFlux® メタホウ酸リチウム(非湿式LiBO2) 98.5 % /臭化リチウム(LiBr) 1.5 %; 1 lb

CX30-3000E

Pre-Fused FusionFlux® 四ホウ酸リチウム(Li2B4O7) 80 % / メタホウ酸リチウム(LiBO2) 20 %; 1 LB

CX30-4000E

Pre-Fused FusionFlux® 四ホウ酸リチウム(Li2B4O7) 67 % / メタホウ酸リチウム(LiBO2) 33 %; 1 LB

CX30-4100E

Pre-Fused FusionFlux® 四ホウ酸リチウム(非湿式Li2B4O7) 66.67 % /メタホウ酸リチウム(LiBO2) 32.83 % /臭化リチウ
ム(LiBr) 0.5 %; 1 LB

CX30-4200E

Pre-Fused FusionFlux® 四ホウ酸リチウム(非湿式Li2B4O7) 66.67 % /メタホウ酸リチウム(LiBO2) 32.83 % /ヨウ化リチウム(LiI) 0.5 %; 1 LB

CX30-5000E

Pre-Fused FusionFlux® 四ホウ酸リチウム(Li2B4O7) 50 % / メタホウ酸リチウム(LiBO2) 50 %; 1 Lb

CX30-5100E

Pre-Fused FusionFlux® 四ホウ酸リチウム(非湿式Li2B4O7) 49.75 % /メタホウ酸リチウム(LiBO2) 49.75 % /臭化リチウ
ム(LiBr) 0.5 %; 1 Lb

CX30-5200E

Pre-Fused FusionFlux® 四ホウ酸リチウム(非湿式Li2B4O7) 49.75 % /メタホウ酸リチウム(LiBO2) 49.75 % /ヨウ化リチウム(LiI) 0.5 %; 1 Lb

CX30-6000E

Pre-Fused FusionFlux® 四ホウ酸リチウム(Li2B4O7) 35 % / メタホウ酸リチウム(LiBO2) 65 %; 1 lb

CX30-6600E

Pre-Fused FusionFlux® 四ホウ酸リチウム(Li2B4O7) 66 % / メタホウ酸リチウム(LiBO2) 34 %; 1 lb

CX30-6650E

Pre-Fused FusionFlux® 四ホウ酸リチウム(非湿式Li2B4O7) 34.83 % /メタホウ酸リチウム(LiBO2) 64.67 % /臭化リチウ
ム(LiBr) 0.5 %; 1 Lb

CX2513E

PelletCups®粉体サンプル圧縮機; 直径13 mm

CX2532E

PelletCups®粉体サンプル圧縮機; 直径32 mm

CX2535E

PelletCups®粉体サンプル圧縮機; 直径35 mm

CX2540E

PelletCups®粉体サンプル圧縮機; 直径40 mm

CX2545E

PelletCups®粉体サンプル圧縮機; 直径45 mm

CX2030-10E

サンプル保管キット: サンプルポッド10個

CX2030-1E

サンプルポッド交換用1個

CX2030-5E

サンプル保管キット: サンプルポッド5個