家庭用

組合せエアーマッサージ器

品番 : WA-2200
取扱説明書

添付文書

医療機器認証番号：225AKBZX00095000
類別： 機械器具 78 家庭用電気治療器
管理医療機器
一般的名称 : 電位・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器（コード 71003000）

もくじ
安全上のご注意 ････････････････････ 2
特長 ･･････････････････････････････ 6
各部のなまえとはたらき ････････････ 8
マッサージの種類と内容 ･･････････ 10
ご使用の前に ････････････････････ 12
マッサージを使うとき ････････････ 14
マッサージを使い終わったら ･･････ 19
ヒーターを使うとき ･･････････････ 20
電位治療を使うとき ･･････････････ 22
除湿を使うとき ･･････････････････ 24
あとかたづけ ････････････････････ 25
お手入れ ････････････････････････ 26
保管 ････････････････････････････ 28
仕様 ････････････････････････････ 28
修理サービスを依頼する前に ･･････ 29
愛情点検 ････････････････････････ 29
保証とアフターサービス ･･･････ 裏表紙
使用目的・効能または、効果
電気マッサージ
あんま、マッサージの代用
電位治療器
頭痛、肩こり、不眠症および慢性便秘の緩解
一般家庭で使用すること● このたびは、当社の組合せエアーマッサージ器をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
● ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
● ご使用の前に、「安全上のご注意」（2 〜 5 ページ）を必ずお読みください。
● お読みになった後は、いつでも見ることのできるところに必ず保管してください。
● 保証書は、「お買い上げ日・ご購入先名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
● 包装に使用しているダンボールなどは分別のうえ、リサイクルにご協力をお願いいたします。

安全上のご注意

必ずお守りください● ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

● ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

● 表示と内容は、次のようになっています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
誤った取り扱いをすると、人が死亡や重傷を負う可能性のある内容を示します。
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、* 物的損害が発生する可能性がある内容を示します。

＊ 物的傷害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

＜絵表示の例＞
記号は、禁止（してはいけないこと）を示します。
( 左図は、分解禁止 )記号は、強制（必ず守ること）を示します。
（左図は、電源プラグをコンセントから抜く）● 本取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることのできるところに、必ず保存してください。

お願い● 本体及び付属品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。
詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。

警告
ヒーターは設定温度「高」で長時間使用しない
また、同一箇所に長時間触れさせない
比較的低い温度（40 〜 60℃）でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、低温やけどのおそれがあります。

低温やけどについて● 低温やけどは、皮膚の深部までおよび、

赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。
● 万一、赤い斑点や水ぶくれができたときは、
直ちに専門医の診察を受けてください。

浴室など湿気の多い場所で使用したり、保管しない
感電や火災・故障・カビの原因になります。

お子様やご自分で意思表示できない人には使用させない
また、幼児を近づけない
感電やけがのおそれがあります。

心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は使用しない
電位治療は、次のような医用電気機器と併用しない誤作動を招くおそれがあります。
● ぺースメーカ、
植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器● 心電計などの装着型の医用電気機器

次の人は、使用しない
身体に異常が起こる場合があります。
● 医師からマッサージを禁じられている人( 例：血栓症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症 ( 皮下組織の炎症を含む ) など )分解・改造・修理をしない
また、内部カバーのファスナーを開けない
火災や感電・けがの原因になります。

警告
交流 100V 以外の電源は、使用しない
火災や感電の原因になります。

不安定なベッド、台、布団などの上で、使用しない事故や故障の原因になります。
凹凸のない水平な場所で使用してください。

本体を身体に巻き付けたり、折りたたん
だり、丸めた状態で使用しない
低温やけどや事故･故障の原因になります。

使用前には、必ず布団のカバーが破れていないか確認する（どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。）
カバーが破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。

次の人は、使用前に医師に相談する
身体に異常が起こる場合があります。
● ペースメーカなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人

破損している電源コードや電源プラグを使用しない● 悪性しゅよう（腫瘍）のある人

感電やショート、火災の原因になります。
破損している場合は、ご購入先または当社のお客様相談窓口に修理を依頼してください。

● 妊娠中、または出産直後の人

電源プラグは確実に根元まで差し込み、ゴミを付着させない
感電やショート、発火の原因になります。

除湿使用時は人やものが乗った状態では使用しないヒーターの温度設定が「高」の固定になるため、長時間の使用で低温やけどのおそれがあります。

本体や脚カフのカバーを故意に外したり、破いたり、切り取った状態で使用しない
カバーが外れたり破れた状態で使用すると、衣服や髪が巻き込まれ、けがのおそれがあります。

お子様を本体の上で遊ばせない
けがや故障の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電の原因になります。

次の人がヒーターを使用するときは、
まわりの人が特に気をつける
低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。
● お年寄り、
ご病人、ご自分で操作ができない人● 皮膚や皮膚感覚の弱い人● 眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された人● 深酒・疲労の激しい人● 血行障害（糖尿病など）の人● 医師より注意を受けている人● 心臓に障害のある人● 温度感覚喪失が認められる人● 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人● 皮膚に創傷のある人● 安静を必要とする人● 体温 38℃以上（有熱期）の人（例： 急性炎症症状 [ けん（倦）怠感、悪寒、
血圧変動など ] の強い時期。衰弱しているとき。
）● 骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）を骨折している人、ねんざ（捻挫）、肉離れなどの急性 [ とう（疼）痛性 ] 疾患の人
● 背骨（脊椎）に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人● 椎間板ヘルニア症の人● 貧血症の人● かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人● 高血圧の人● 不整脈の人● 喘息の人● 睡眠時無呼吸症候群の人● その他、身体に特に異常を感じているときや、
医療機関で治療中の人

動かなくなったり異常がある場合はすぐに電源プラグを抜いて、ご購入先または当社のお客様相談窓口に点検・修理を依頼する
感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。

おねしょ等で本体が濡れたときは、すぐに電源プラグを抜く
漏電やショートなどによる火災･感電の原因になります。ご購入先または当社のお客様相談窓口に
点検・修理を依頼してください。

注意
駆動部や制御部に頭を乗せて使用しない
気分が悪くなったり、怪我の原因になります。
頭部側と足元側を逆にして使用しないでください。

電源プラグや電源コードを破損させない
感電や火災、故障の原因になります。
● 傷つけない● 破損させない● ねじらない● 束ねない● 無理に曲げたり、引っ張らない● 重いものを載せない● 加工しない● 挟み込まない

リモコンコード、電源コード、脚カフ接続ホースに足を引っ掛けない

けがのおそれがあります。

湯たんぽ、電気こたつ、電気あんか、その他の暖房器具や布団乾燥機などと併用
し、高温になる状態で使用しない
火災や変形、変色、故障の原因になります。
本体内部の保護装置が動作し、通電を停止することがあります。
この場合、約 2 時間後に復帰します。

本体を干すときは、もの干し竿などに干さない本体、リモコン、脚カフに水やお茶をこぼさない

落下によるけがや故障の原因になります。
干す場合は、日の当たらない風通しのよい場所に広げて干してください。

感電や故障の原因になります。
万一、こぼしたときは使用を中止し、ご購入先または当社のお客様相談窓口に点検･修理を依頼してください。

駆動部、制御部、バイブ、リモコンを踏みつけたり、腰掛けたりしない本体の上に飛び乗ったり、遊んだりしない
また、人が立った状態では使用しない

けがや破損・故障の原因になります。

転倒してけがの原因になります。

本機をご使用になりながら他の治療器を同時に使用しない

ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない

事故や体調をくずすおそれがあります。

火災や故障の原因になります。

ヒーターはペットの暖房用には使用しない

本体、リモコン、脚カフに重いものを置いたり、落としたり、強い衝撃を与えないペットが本体やコードを傷めた場合、火災の原因になります。

感電や火災･故障の原因になります。

ベンジン・シンナー・アルコールなどでふいたり、殺虫剤をかけない

頭部に髪飾りなどの硬い物をつけて使用しない

感電や引火の原因になります。

けがのおそれがあります。

マッサージ、電位治療、ヒーター、除湿の目的以外には使用しない

マッサージ中にうつぶせで使用しない

故障や事故の原因になります。

2 人以上で使用しない
事故やけがのおそれがあります。

首マッサージ部に手や指を入れない
けがの原因になります。

内臓を圧迫する使用方法はしないでください。
事故や体調不良の原因になります。

脚カフを脚マッサージ以外の目的で使用
しない
故障やけがの原因になります。

脚カフを装着せずに脚マッサージを動作させない

事故やけがのおそれがあります。

注意
しばらく使用していなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常に動作することを確認してから使用する

脚カフ接続ホースがねじれたり、折れた状態で使用しない。
故障やけがの原因になります。

事故やけがのおそれがあります。

脚カフを脚に装着した状態で、立ったり、歩いたりしない
また、眠らない

首のマッサージをするときは、
マッサージ部と首の位置関係に気をつける
首の前部などに力が加わると、事故やけがの原因になります。

けがのおそれがあります。

食後すぐや、飲酒後は使用しない

電位治療の使用時間は、1 日 8 時間以内にする

気分が悪くなったり、事故やけがのおそれがあります。

守らないと体調不良のおそれがあります。

本体に人や物を乗せて移動しない

マッサージの使用時間は、1 回 15 分以内にする

気分が悪くなったり、事故やけがのおそれがあります。

長時間のご使用は筋肉や神経を傷めることがあります。1 日の使用は 30 分以内にしてください。

付属品以外は使用しない
故障の原因になります。

本体や脚カフを洗濯しない
故障や感電・火災の原因になります。
本体力バーが汚れた場合は、本体力バーをはずし、ドライクリーニングをしてください。
脚カフは、ドライクリーニングできません。

マッサージの使用中は眠らない

マッサージが強いと感じたときは強さを弱めるか、使用を中止する
強さを

強すぎるマッサージは筋肉や神経を傷めることがあります。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがのおそれがあります。

無意識での使用は、体調不良の原因になります。

使用中、身体に異常を感じたときや、使用しても効果が現れない場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談する
守らないと事故や体調不良のおそれがあります。

操作スイッチ、タイマーなどが正常に動作することを確認してから使用する事故や故障の原因になります。

脚カフは必ず両足に装着した状態で使用
する

装着する

事故やけがのおそれがあります。

使用時以外は電源プラグをコンセント
から抜く
ほこりや湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く
感電や、ショートして発火の原因になります。

停電のときは直ちに電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く
再通電されたとき事故の原因になります。

特 長
エアーマッサージとバイブをコンパクトに内蔵した寝具タイプのマッサージ器です。
3 種類の「自動コース」、
各部位の「部位選択」「バイブ」、
があります。
自動コース
疲労回復● ストレッチ● おやすみ前●

ふくらはぎから足先をすっぽり覆う、脚カフ付きです。

部位選択
首 ●背
●肩
●腰
●脚
●

バイブ
●遅
●中
●速

エアーバッグによる圧迫開放動作を繰り返します首から足先まで対応のエアーマッサージ器です。

脚（バイブ）
首脚（脚カフ）

肩背
腰エアーバックの多彩な動きで全身をマッサージします。
肩ストレッチ背ストレッチ

背筋ひねり

肩腰対角ひねり

上側2箇所でストレッチ

下側1箇所でストレッチ

片側全体がひねられます

肩と腰を対角にひねります電位治療とは、体のまわりに電界を発生させて治療する治療法です。

表示が見やすく、使いやすいリモコンです。

温度選択ができるヒーター付きです。

寝具内に蓄積した湿気を寝具外へ排出する
除湿機能付きです。

使用目的、効能又は効果
マッサージ機能●あんま、マッサージの代用●一般家庭で使用すること

電位治療機能●頭痛、肩こり、不眠症および慢性便秘の緩解●一般家庭で使用すること

各部のなまえとはたらき
本体
使用状態

頭部側

本体カバー

首マッサージ部（エアーバッグ）

ヒーター

エアーバッグ
表示ラベル

電床帯（電位治療器）
バイブ

リモコン

駆動部
制御部
電源パネル

足元側

電源コード
電源プラグ

脚カフ用エアーコンセント
電源スイッチ

折りたたんだ状態
ベルト用面ファスナーカバー

ベルト
ベルト留め

ベルト用
面ファスナー

付属品

電源パネル側を
内側にする

■ 脚カフ

■ 専用シーツ（CF-17SC）

この専用シーツはご家庭で洗濯できます。
※消耗品

脚カフ用
面ファスナー

接続プラグ
接続ホース

リモコン
入 / 切ボタン

エアーマッサージの「入」「切」を切り替えます。
また、
バイブを
「切」
にできます。
P14

P16

停止ボタン

ただちにすべての動作が止まります。

自動コース
自動コース選択ボタン

主電源ランプ

電源プラグをコンセントに差し込み電源スイッチを入れると点灯します。
P12

バイブ
バイブボタン押すごとにバイブの速さを
「遅」
「中」
「速」
「切」
と設定でき
ます。
選択されたバイブの速さの表示ランプが点灯します。
P18「疲 労回 復」
「ストレッチ」「おやすみ前」の 3 種類のコースが選べます。
選択されたコースの表示ラ
ンプが点灯します。

脚同時ボタン

自 動 コ ー ス 中 に、脚同時（脚カフ）を「入」「 切」できます。
脚同時を選択すると脚同時の表示ランプが点灯し
ます。
P14

強さ
強さ選択ボタン

押すごとに 5 段階のマッサージ強さが選べます。
選択された強さの表示ランプが点灯します。

電位治療
電位ボタン

P15

押すごとに設定時間が
「0.5
（時間）
「
」3
（時間）
「
」8
（時間）
」
と設定できます。
選択された電位治療設定
時間の表示ランプが点灯
します。
P22

P17

部位選択
部位選択ボタン

「首」
「肩」
「背」
「腰」
「脚」
の 5 種類から選べます。
選択された部位の表示ラン
プが点灯します。
P16

ヒーター
ヒーターボタン

押すごとに温度が「自動」
「低」
「中」
「中高」
「高」
「切」
と
設定できます。
選択されたヒーター設定
温度の表示ランプが点灯
します。
P20

除湿
除湿ボタン

除 湿 の「入」「切」を 切り替えます。
除湿が動作すると除湿の表示ランプが点灯します。
P24

マッサージの種類と内容「自動コースマッサージ」「部位選択マッサージ」「バイブマッサージ」があります。

脚同時 ( 自動コース時 )自動コース中、ボタンを押すたびに、脚同時の「入」「切」が切り替わります。
脚カフを装着し、ふくらはぎから足先までのマッサージをします。
自動コース中に、「脚同時」ボタンを押してください。
※「おやすみ前」コースでは選択できません。
※脚カフを脚カフ用エアーコンセントに接続していない場合、選択できません。

バイブマッサージ
ボタンを押すたびに、バイブの「遅」「 中」「 速」「 切」が切り替
わります。

マッサージは、30分を超えて使用しないでください。
この製品には過熱保護装置があり、30分以上の連続使用や高温の場所での使用の場合、マッサージの動作が弱くなったり、停止する場合があります（このときリモ
コンの表示はそのままです）が故障ではありません。このようなときは電源コードを抜き、製品が冷えて、過熱保護装置が解除されるまで約2時間お待ちください。

自動コースマッサージ
自動コースボタン :「疲労回復」「ストレッチ」「おやすみ前」からお好みのコースをお選び頂けます。
全身のコリ、疲れに首から足先まで、全身をマッサージするコースです。
※脚マッサージをする場合は、「脚同時」を選択してください。
身体を伸ばしたいとき、お目覚め時にも腰を中心に持ち上げやひねりをメインとした全身ストレッチ
コースです。
※脚マッサージをする場合は、「脚同時」を選択してください。
リラックスしたいとき、おやすみの前に肩から腰にかけてゆっくりした動きとひねりを組合せたコースです。
※脚マッサージをすることができないコースです。

部位選択マッサージ
部位選択ボタン ：
「首」
「肩」
「背」
「腰」
「脚」からお好みの部位をお選び頂けます。
お好みの部位を組み合わせてもご使用頂けます。

首のコリが気になる方に
エアーにより、「首」を重点的にマッサージします。

肩のコリが気になる方に
エアーにより、「肩」を重点的にマッサージします。

背のコリが気になる方に
エアーにより、「背〜腰」を重点的にマッサージします。

腰のコリが気になる方に
エアーにより、「腰〜尻」を重点的にマッサージします。
脚のコリが気になる方に
エアーにより、「ふくらはぎ〜足先」を重点的にマッサージします。
※脚カフを脚カフ用エアーコンセントに接続していない場合、選択できません。

ご使用の前に● 折り曲げたまま使用しないでください。

● しばらく使用していなかった場合、正常に動作することを確認してから使用してください。

不安定なベッド、台、布団などの上で、使用しない

浴室など湿気の多い場所で使用したり、保管しない事故や故障の原因になります。
凹凸のない水平な場所で使用してください。

感電や火災・故障・カビの原因になります。

本体を広げる

電源を入れる
ベルト用面ファスナー①ベルトをはずす①電源プラグをコンセントに差し込む

合わせる
ベルト

ベルト用
面ファスナーカバー②ベルトを留める

ベルト留めにベルトを通すベルト②電源スイッチを入れる

ベルト留め③上向きに寝たときに、電源コードのある方を足元にする●●

リモコンの主電源ランプが点灯します。

開梱時や長時間の収納後使用するとき、本体カバー
表面の折り曲げ部に深いシワが発生する場合があります。
広げた状態で使用することにより徐々に軽減されます。

設置場所について●本体は凸凹のない平らな場所に直接、水平に置いてください。
不安定な場所に置くと、マッサージの動作に支障をきたして故障の原因となります。
本体
本体

平らな場所
●

無理に折り曲げた状態では使用しないでください。

不安定な状態使用前には、必ず布団のカバーが破れていないか確認する（どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。）

ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない
火災や故障の原因になります。

カバーが破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。

2 人以上で使用しない
事故やけがのおそれがあります。

脚カフを接続する（脚カフを使用する場合）①接続プラグを脚カフ用エアーコンセントに差し込む

本体に横たわる①脚カフを広げて、脚をおき、脚に巻いて面ファスナー 3 ヶ所で固定する接続プラグは、ピッ と音が鳴るまで、しっかり差し込みます。
● 脚のマッサージをするときは、かならず脚カフを接続してください。
●

脚カフのくぼみにかかとを合わせる

左脚面ファスナー
足先から順に固定する

脚カフ用エアーコンセント

全面を
張り合わ
せる

接続プラグ
巻く

右脚も左脚と同様に装着してください。
面ファスナーが脚の外側になるように装着してください。
● 貼り付ける側の面ファスナーの全面が重なるように、
必ず3ヶ所ともきっちり張り合わせてください。
● 面ファスナーを固定する位置によってエアーマッサージの強さが異なります。
お好みの位置に調節してください。
● 脚カフは、
ゆとりをもって脚に巻きつけてください。
● 脚カフは、椅子に座った状態でも使用できます。
●
●

お 願 い
●

ホースは丁寧に取り扱ってください。
ぶつけたりして衝撃を与えたり、折り曲げたりしますと、破損の原因になります。

②本体の頭側を確認して本体に横たわる③首位置を合わせる●●

首マッサージ部を首の位置に合わせます。

この本体を就寝具として使用するときは、枕をご使用ください。

マッサージを使うとき（自動コース）
マッサージをするときは、本体の中央に寝てください。
正常に動作しなかったり、故障の原因となります。
● 電位治療、除湿と同時に使用できません。
●

マッサージの使用時間は、1 回 15 分以内にする

脚カフを脚マッサージ以外の目的で使用しない

長時間のご使用は筋肉や神経を傷めることがあります。1 日の使用は 30 分以内にしてください。

故障やけがの原因になります。

使用中、身体に異常を感じたときや、使用しても効果が現れない場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談する

脚カフを装着せずに脚マッサージを動作させない

事故やけがのおそれがあります。

守らないと事故や体調不良のおそれがあります。

使用時以外は電源プラグをコンセント
から抜く
ほこりや湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災の原因になります。

脚カフは必ず両足に装着した状態で使用
する

装着する

エアーマッサージを開始する

脚マッサージをする「入 / 切」ボタンを押す
ブザーが ピッ と鳴り、コース「疲労回復」、強さ「弱」のランプが点灯します。
● ボタンを押さずに約 3 秒経過すると、自動的にコース「疲労回復」、強さ「弱」でマッサージが始まります。

｢脚同時｣ボタンを押し、脚カフを動作させる●

お好みのエアーマッサージコース
を選ぶ｢疲労回復｣、「ストレッチ｣または「おやすみ前」ボタンを押し、お好みのコースを選ぶ
選択したコースの表示ランプが点灯し、マッサージを行っている部位の表示ランプが点滅します。
● コース間の切り替えに数秒かかることがあります。
●

コース「疲労回復」 コース「ストレッチ」 コース「おやすみ前」表示
表示
表示

事故やけがのおそれがあります。

「脚同時」は、
自動コースの「疲労回復」「ストレッチ」
動作中のみ使用できます。
● 脚カフを接続していない場合、｢脚同時」は選択できません。
●

脚同時「切」表示

脚同時「入」表示メモリー機能について

6● マッサージ中に「入/切」ボタンを押し、途中で終了した場合、またはタイマー15分で終了した場合、下記の内容が記憶されます。
・前回使用したコース
・マッサージの強さ
・脚同時の「入」「切」

5
6

再度「入/切」ボタンを押し、マッサージを始めると、前回使用したコースでマッサージが開始します。

メモリー機能が働かない場合●「停止」
ボタンを押し、終了した場合。
● 電源スイッチを「切」にした場合。
● 電源プラグをコンセントから抜いた場合。

タイマー機能について● マッサージ開始後、約15分で自動的にマッサージが停止します。

5 途中でコースを変更したいとき

エアーマッサージの強さを選ぶ｢強さ｣ボタンを押し、お好みの強さを選ぶ「強さ」
ボタンを押すたびに ｢弱｣ →「強」の 順に5段階で切り替わります。
但し、切り替えに数秒かかることがあります。
● 選択した「強さ」の表示ランプが点灯します。
●「強さ」はあらかじめ「弱」に設定されています。

｢疲労回復｣、「ストレッチ｣または「おやすみ前」
ボタンを押し、お好みのコースを選ぶ●

動作時間のタイマーは、継続されます。
マッサージの強さは、継続されます。
● 脚同時の「入」「切」
は、「疲労回復」「ストレッチ」
コースを選択しているときのみ、
継続されます。
●●

強さ「弱」表示

6 途中でマッサージを終了したいとき「入 / 切」ボタンを押す●

マッサージのすべてのランプが消え、止まります。

または、動作しているコースのボタンを再度押す。

強さ「強」表示マッサージを使うとき（部位選択）
マッサージをするときは、本体の中央に寝てください。
正常に動作しなかったり、故障の原因となります。
● 電位治療、除湿と同時に使用できません。
●

マッサージの使用時間は、1 回 15 分以内にする

脚カフを脚マッサージ以外の目的で使用しない

長時間のご使用は筋肉や神経を傷めることがあります。1 日の使用は 30 分以内にしてください。

故障やけがの原因になります。

使用中、身体に異常を感じたときや、使用しても効果が現れない場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談する

脚カフを装着せずに脚マッサージを動作させない

事故やけがのおそれがあります。

守らないと事故や体調不良のおそれがあります。

使用時以外は電源プラグをコンセント
から抜く
ほこりや湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災の原因になります。

脚カフは必ず両足に装着した状態で使用
する

装着する

事故やけがのおそれがあります。

お好みのエアーマッサージモード
お好みのエアーマッサージモード
を選ぶを選ぶ

エアーマッサージを開始する「入 / 切」ボタンを押す「首｣「肩｣「背｣「腰｣「脚｣ボタンを押し、お好みの部位を選ぶ

ブザーが ピッ と鳴り、コース「疲労回復」、強さ「弱」のランプが点灯します。
● ボタンを押さずに約 3 秒経過すると、自動的にコース「疲労回復」、強さ「弱」でマッサージが始まります。
●

選択した部位の表示ランプが点灯し、マッサージを行っている部位の表示ランプが点滅します。
● お好みの部位を組み合わせてもご使用いただけます。
● 脚カフを接続していない場合、｢脚」は選択できません。
●

「首」表示

「肩」表示

「腰」表示

「背」表示

「脚」表示

メモリー機能について

5● マッサージ中に「入/切」ボタンを押し、途中で終了した場合、またはタイマー15分で終了した場合、下記の内容が記憶されます。
・前回使用した部位
・マッサージの強さ
・脚同時の「入」「切」
再度「入/切」ボタンを押し、マッサージを始めると、前回使用した部位でマッサージが開始します。
メモリー機能が働かない場合●メモリー機能が働かない場合
タイマー 15 分で終了した場合。

●「停止」
ボタンを押し、終了した場合。
●「停止」
ボタンを押し、終了した場合。
● 電源スイッチを「切」にした場合。
電源スイッチを「切」にした場合。
●● 電源プラグをコンセントから抜いた場合。
電源プラグをコンセントから抜いた場合。
●

タイマー機能について

5● マッサージ開始後、約15分で自動的にマッサージが停止します。

エアーマッサージの強さを選ぶ

途中で部位を変更したいとき｢強さ｣ボタンを押し、お好みの強さを選ぶ「強さ」ボタンを押すたびに ｢弱｣ →「強」の 順に 5
段階で切り替わります。
但し、切り替えに数秒かかることがあります。
● 選択した「強さ」の表示ランプが点灯します。
●「強さ」はあらかじめ「弱」に設定されています。

「首｣「肩｣「背｣「腰｣「脚｣ボタンを押し、お好みの部位を選ぶ●●●

マッサージの強さは、継続されます。
動作時間のタイマーは、継続されます。

強さ「弱」表示

5 途中でマッサージを終了したいとき「入 / 切」ボタンを押す●

マッサージのすべてのランプが消え、止まります。

または、動作している部位のボタンを再度押す。

強さ「強」表示マッサージを使うとき（バイブ）
マッサージをするときは、本体の中央に寝てください。
正常に動作しなかったり、故障の原因となります。
● バイブのみ、またはエアーマッサージ、ヒーターと同時に使用できます。
● 電位治療、除湿と同時に使用できません。
●●

畳や床の状態により振動や音が気になる場合は、マットなどのクッションを下に敷いてください。

タイマー機能について● マッサージ開始後、約15分で自動的にマッサージが停止します。

バイブを開始する

途中でバイブを終了したいとき「バイブ」ボタンを押し、お好みのバイブの速さを選ぶ「バイブ」ボタンを押すたびに「遅」
→
「中」
→
「速」
→
「切」
の順に切り替わります。
● 選択した速さの表示ランプが点灯します。
●

バイブ
「遅」表示

●

バイブ
「中」表示

バイブ
「速」表示

バイブにはメモリー機能はありません。

バイブ
「切」表示

「バイブ」
ボタンを押し、
「切」
にする
●
●

バイブのランプが消え、止まります。
エアーマッサージとバイブを併用中に、エアーマッ
サージを止めるとバイブも止まります。

マッサージを使い終わったら使用時以外は電源プラグをコンセント
から抜く
ほこりや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く
感電やショートして発火することがあります。

ただちにすべての動作を止めたいとき「停止」ボタンを押す「停止」ボタンを押すと、すべての動作が止まります。

●

脚カフを本体からはずす

脚カフをはずす●

3 ヶ所の面ファスナーをはずして、脚カフをはずしてください。
左脚●接続プラグのツマミを押しながら、脚カフをエアーコンセントから抜いてください。
脚カフ用
エアーコンセント

電源を切る
電源スイッチを切る

電源スイッチは本体足元左側
面にあります。
● リモコンの主電源ランプが消
えます。
●

ツマミ

接続プラグ

●

右脚も左脚と同様にはずしてください。

● 接続プラグを抜くときは、ホースを持たずに必ず接続プラグを持って抜いてください。

電源プラグをコンセントから抜くヒーターを使うとき●●

ヒーターのみ、または電位治療、マッサージと同時に使用できます。
除湿と同時に使用できません。
ヒーターは設定温度「高」で長時間使用しない
また、同一箇所に長時間触れさせない

次の人がヒーターを使用するときは、
まわりの人が特に気をつける

低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

● お年寄り、
ご病人、ご自分で操作ができない人

比較的低い温度（40 〜 60℃）でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、低温やけどのおそれがあります。

● 皮膚や皮膚感覚の弱い人● 眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された人● 深酒
・疲労の激しい人● 血行障害（糖尿病など）の人● 医師より注意を受けている人

ヒーターはペットの暖房用には使用しない

湯たんぽ、電気こたつ、電気あんか、その他の暖房器具や布団乾燥機などと併用
し、高温になる状態で使用しない

ペットが本体やコードを傷めた場合、火災の原因になります。

火災や変形、変色、故障の原因になります。
本体内部の保護装置が動作し、通電を停止することがあります。この場合、約2時間後に復帰します。

ヒーターを開始する「ヒーター」ボタンを押し、お好みの温度に設定する「ヒーター」
ボタンを押すたびに
「自動」
→
「低」
→
「中」
→
「中高」
→
「高」
→
「切」
の順に切り替わります。
選択した温度の表示ランプが点灯します。
●「入」にしてから約 10 時間で自動的に停止します。
●●

設定温度「自動」

設定温度「低」設定温度「中」設定温度「中高」

設定温度「高」設定温度「切」

設定温度「自動」について
時間によって温度を変化させ、布団を快適な温度に温めます。
（温度設定）( 就寝前）
高

( 目覚め）

中高( 就寝中）

中
低
1 2

3

4

5

6

7

8

（時間）
9 10
温度変化イメージ

本体が冷たく感じる場合は、使用前に設定温度「高」を設定して1時間ほど温めた後、お好みの設定温度にして使用されることを、お勧めします。
● 寝汗をかいたり、
のどがかわいたり、起きた後だるいときは、設定温度「中」以下に下げてご使用ください。
（睡眠には体温より低い温度が適しています。
）●

タイマー機能について● ヒーター開始後、約10時間で自動的にヒーターが停止します。

途中でヒーターを終了したいとき「ヒーター」ボタンを押し、「切」にする

ただちにすべての動作を止めたいとき「停止」ボタンを押す●「停止」ボタンを押すと、すべての動作が止まります。

ヒーター温度がぬるく感じる場合
ご購入直後や毎年使い始めには、ぬるく感じることがあります。これは、保管中に本体が湿気を含むためにおこります。
このようなときはヒーターを使用する前に、除湿を使用するか（P24 参照）、
本体を温める時間を長くしたり、設定温度を高めにしてご使用ください。
ご使用例
通 常

使用前に
本体を温める時間
設定温度が「高」で約1時間

就寝時の温度設定

自動コース
もしくは
使い始めにぬるく 設定温度が「高」で 設定温度「中〜中高」
感じるとき
約 2 〜 3 時間

電位治療を使うとき●●

電位治療のみ、またはヒーターと同時に使用できます。
エアーマッサージ、バイブ、除湿と同時に使用できません。

心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は使用しない

電位治療は、次のような医用電気機器と併用しない誤作動を招くおそれがあります。

● ペースメーカ、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器● 心電計などの装着型の医用電気機器

電位治療は、1日 8 時間以内にする
守らないと体調不良のおそれがあります。

電位治療を開始する「電位」ボタンを押し、お好みの設定時間を選ぶ「電位」ボタンを押すたびに「0.5（時間）」→「3（時間）」→「8（時間）」→「切」の順で切り替わります。
選択した時間の表示ランプが点灯します。

●
●

設定時間
「0.5（時間）
」

●
●

設定時間
「3（時間）」

設定時間「8（時間）」

設定時間「切」

電位治療中に、エアーマッサージの「入/切」ボタンを押すと、電位治療は停止し、エアーマッサージに切り替わります。
電位治療中に、「バイブ」ボタンを押すと、電位治療は停止し、バイブに切り替わります。

電位治療による反応について● 電位を始めますと、人によっては最初のうち一時的に湯あたり（温泉につかり過ぎて疲れたような状態）に似た症状になることがあります。
この症状が強すぎて不快になる場合には、1 日か 2 日
治療を中止してください。症状がなくなりましたら徐々に治療を再開してください。

タイマー機能について● 電位治療開始後、設定した時間
「0.5
（時間）
「
」3
（時間）
「
」8
（時間）
」

で自動的に電位治療が停止します。

途中で電位を終了したいとき

マッサージ中に電位治療を予約したいとき●「電位」ボタンを押し、「切」にする

エアーマッサージおよびバイブ動作中に｢電位｣ボタンを押すと、電位の設定時間が点滅し、待機状態になります。
待機状態

ただちにすべての動作を止めたいとき「停止」ボタンを押す●●

エアーマッサージおよびバイブの動作が終了すると、電位治療が自動的に始まり、
設定時間ランプが点灯します。
治療開始「停止」ボタンを押すと、すべての動作が止まります。

※ 電位治療が待機状態のとき、エアーマッ
サージおよびバイブを途中で止めると、電位治療が開始します。

除湿を使うとき●

他の機能と同時に使用できません。

除湿使用時は人やものが乗った状態では使用しない
ヒーターの温度設定が「高」の固定になり、長時間の使用で低温
やけどのおそれがあります。

除湿について● ヒーターの熱とエアーの排気により、マット内の湿度を下げる機能です。
動作中は、ヒーターの温度が「高」の設定になり、15 分間隔でエアーが排出されます。

タイマー機能について● 除湿開始後、約80分で自動的に除湿が停止します。

● 湿気の多い時期は、床に接する裏面の湿気がとれにくく、結露が起きる

こともあります。除湿に加え、時々裏返して、日の当たらない風通しの良い場所に広げて干してください。
（除湿は、エアーの排気によりマットの内部の湿気を外に押し出す構造で床に接する裏面から風は出ません。
）● 裏返したり折り曲げたまま、除湿を使用しないでください。

除湿を開始する

途中で除湿を終了したいとき「除湿」ボタンを押す「除湿」ボタンを押すたびに「入」→「切」が切り替わります。
● 他の機能が動作している状態では使用できません。
●「除湿」ボタンを押す●

除湿動作中に「入/切」ボタンを押して、マッサージを始めても除湿が切れます。

ただちにすべての動作を止めたいとき
除湿「切」表示「停止」ボタンを押す

除湿「入」表示「停止」ボタンを押すと、すべての動作が止まります。

●

あとかたづけ
本体
本体を3つ折りにする

電源を切る
電源スイッチを切る

電源スイッチは本体足元左側
面にあります。
● リモコンの主電源ランプが消
えます。
●

●

折り曲げるときは、
マッサージ面を内側にして、足元側、頭部側の順に3つ折りにしてください。

ベルトを固定する①ベルト留めからベルトをはずす
ベルト留めからはずす● ゆっくりと折り曲げてください。

● 電源コードは必ず束ねてください。

②ベルトの先を面ファスナーで固定する
ベルト用面ファスナー

電源プラグをコンセントから抜く

ベルト用面ファスナーカバー

電源コードは束ねる● 電源プラグやリモコンを本体の間に入れたまま折り曲げないでください。
故障の原因になります。

本体の移動のしかた
リモコンコード、電源コード、脚カフ接続ホースに足を引っ掛けないように気をつける
けがのおそれがあります。

●必ず本体は折りたたみ、ベルトを掛けた状態で移動してください。
●本体の下側を 2 人で持って移動させてください。

● 本体に脚カフをつけたまま移動しないでください。
● 動作中に移動しないでください。
● 電源コードは必ず束ねてください。

お手入れ
駆動部、制御部、バイブ、リモコンを踏みつけたり、腰掛けたりしない

ベンジン・シンナー・アルコールなどでふいたり、殺虫剤をかけない

けがや破損・故障の原因になります。

感電や引火の原因になります。

本体を干すときは、もの干し竿などに干さない

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く

落下によるけがや故障の原因になります。
干す場合は、日の当たらない風通しのよい場所に広げて干してください。

感電やけがのおそれがあります。

本体や脚カフを洗濯しない
故障や感電・火災の原因になります。
本体力バーが汚れた場合は、本体力バーをはずし、ドライクリーニングをしてください。
脚カフは、ドライクリーニングできません。

本体カバー、脚カフのお手入れ●本体カバー、脚カフの汚れは、中性洗剤または衣料専用のシミ抜きなどでブラシ洗浄したあと、水を含ませた布でふきとり、自然乾燥させてください。但し、使いすぎると布地を傷めることがあります。

●干す場合は、日の当たらない風通しの良い場所に広げて干してください。

●●

お手入れで汚れがとれない場合、本体カバーをはずし、 ドライクリーニングをしてください。
布団乾燥機は、使用しないでください。

本体カバーをクリーニングしたいとき●

本体カバーをはずし、ドライクリーニングをしてください。

本体カバーのはずしかた
リモコンを本体カバーの中に入れますファスナー①を②まで移動する

本体カバーを開き本体を引き抜く

ファスナーのフックをポケットから出します面ファスナーをはずす

本体

本体カバーのつけかた
ファスナー①を下図の位置にしておく

本体に本体カバーをかぶせる

ファスナー①を②までしめる
ファスナーのフックをポケットに入れます

本体

保 管
注意
駆動部、制御部、バイブ、リモコンを踏みつけたり、腰掛けたりしない
けがや破損・故障の原因になります。

3 つ折りにしてベルトを掛けて保管してください。
3 つ折りにした状態で、本体に人やものを乗せたり、腰掛けたりしないでください。

汚れやほこりを取り除いた後、湿気の少ない所に水平に置いて保管してください。

直射日光が当たる所、ストーブなどの近くで直接高温になる所
はさけてください。

（布地の変色の原因になります。
）

本体を長期間同じ場所に広げたままにしないでください。

（カビ発生の原因になります。
）（保管状態が悪いと、カビやシミ、故障 の原因になります。
）

仕 様
定 格

品
名
類
別
一 般 的 名 称
医療機器認証番号
電
源
時
間
消
待

費

機

機

電

力

電

力
能

オートタイマーエアーマッサージの強さ
電位治療器の導子耐水保護
電 位 出 力 電 圧
ヒー ター 温 度 調 節
ヒーターマット表面温度
標準消費電力量（1 時 間 当 た り）
発
熱
体
素
材
寸
法
脚 カフ 対 応 寸 法
質 量（ 重 さ ）電 源 コ ー ド付属品
製 造 販 売 元
製

造

元

形
名 WA-2200
組合せエアーマッサージ器
機械器具 78 家庭用電気治療器
電位・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器（コード 71003000）
225AKBZX00095000
AC100V 50/60Hz
30 分（エアーマッサージ・バイブ）
電気マッサージ器と電気布団の同時動作時
電位治療器と電気布団の同時動作時
123W
78W
電位治療器
電気布団
電気マッサージ器
62W
5W
75W
4W
「自動コース」：疲労回復、ストレッチ、おやすみ前「部位選択」：首、肩、背、腰、脚「バイブ」：遅、中、速電位治療：約 0.5、3、8 時間
マッサージ：約 15 分
ヒーター ：約 10 時間
除湿：約 80 分「弱」〜「強」の 5 段階
エアー圧力：約 65kPa
首もみ圧：約98N（「強」の場合） 脚カフ圧：約150N
（
「強」
の場合）
IPX1
約−600V（実効値）、約−660V（ピーク値）「自動」、「低」〜「高」の 4 段階
約 30℃（ヒーター設定温度「中」の場合） 約 50℃（ヒーター設定温度「高」の場合）
約 30Wh（ヒーター設定温度「中」の場合）

約 60Wh（ヒーター設定温度「高」の場合）

ビニール被覆式ヒーター
本体カバー 生地：ポリエステル 100％
充填物：ウレタンフォーム
約幅 950mm× 長さ 2000mm× 厚さ 80mm
ふくらはぎ周長 約 280 〜 430mm
約 15kgリ モ コ ン コ ー ド 約 1.0ｍ
約 2.3ｍ脚カフ、専用シーツ（CF-17SC）※消耗品
株式会社フジ医療器
住所：大阪府南河内郡太子町太子 2372-95
株式会社フジ医療器 大阪工場
ANHUI JIUGONG SCIENCE＆TECHNOLOGY INDUSTRY CO.,LTD (CHINA)

修理サービスを依頼する前に分解・改造・修理をしない
また、内部カバーのファスナーを開けない
火災や感電・けがの原因になります。

使用中に下記のような音がありますが、構造上発生するもので、機能などに影響ありません。
● マッサージ部位の切り替えのカチ音● 首マッサージ部使用時のキシミ音● エアーを排気するときのプシュー音● エアーバッグと布のすれる音● ポンプが動くときのブーン音● バイブの動作音（左右で音が異なる場合があります）
使用中に異常が生じたときは次の点をお調べください。

こんなとき次の点をお調べください。
電源プラグが抜けていませんか。
● マッサージを30分以上使用していませんか。

→電源プラグをコンセントに入れてください。P12→本体内部の保護装置がはたらいています。
2 時間ほど待ってから使用してください。 P10

タイマーがはたらき、停止した状態になっていませんか。
● 電源スイッチが「切」になっていませんか。

→もう一度リモコン操作をしてください。

P14→電源スイッチを「入」にしてください。

P8

●

動作しない

リモコンが正常に
動作しない

●

●

電源の状態等により誤動作している可能性があ →電源プラグを一旦コンセントから抜いてもう一度コンセントへ差し込んでください。P12
ります。

ヒーターが暖かく ● ヒーターが「切」になっていませんか。
ならない（ヒーターが入らない）
足元の制御部が温かくなる

脚カフが動かない

使用中、または使用後であっても電源スイッチが入っていると制御部は温かくなります。
（待機電力が消費されるため）●●

脚カフを接続していますか。

●

脚同時を押していますか。

→

を押して、お好みの温度に設定してください。
（選択した設定温度ランプが点灯します。）

P20→使用後は電源スイッチを切ってください。
P19

P25

制御部は温かくならず、節電になります。
→接続プラグを脚カフ用エアーコンセントにP13差し込んでください。
→自動コース動作中に、を押してください。
P14「おやすみ前」(コースは使用できません。)

愛情点検
このような症状はありませんか。
● こげくさい臭いがする。

● 電源コード、プラグが異常に熱い。

● コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
● その他の異常がある。

故障や事故防止のため本体の電源ス
イッチを「切」にし、電源コードの電源
プラグをコンセントから抜いたうえで、
ご購入先または、当社のお客様相談窓
口までお問い合わせください。

しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常に動作することを確認してから使用する。
事故やけがのおそれがあります。

MEMO

29

地球の環境保護の為、破棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めに従ってください。

2013 年 12 月 27 日 ( 第 2 版 )