サンプルプレートストレージスタック■ 基準製品コード:RECOMSTACKA(xxHyyS)K・A (取付アダプターの選択):P＝ストレートアダプター (M4) / O＝直交アダプター (M4) / T＝バイオネットアダプター
・xxH:スロット数 (格納サンプルプレート数)
・yyS:追加スペーサーの高さ (mm)・K (オプション):L＝ラベル付 / H=逆取付ストレートアダプター (M4)
【製品コード】1) RECOMSTACKP(03H00S02H04S)

1)

2)

3)

4)

6)

7)

8)

9)

5)

2) RECOMSTACK(03H00S02H04S)H3) RECOMSTACKP(04H00S)4) RECOMSTACKP(04H02S)L
5) RECOMSTACKP(10H04S)
6) RECOMSTACKO(03H00S)L7) RECOMSTACKO(03H04S02H00S)8) RECOMSTACKO(05H00S)9) RECOMSTAGE(4x05H04S)N

H:逆取付ストレートアダプター RECOMSTACKP(10H04S)
M4
P:ストレートアダプター

M4

RECOMSTAGE(4x05H04S)N【取付方法】

サンプルプレートストレージスタック
サンプルプレートストレージスタック

名称
H:逆取付ストレートアダプター

T:バイオネットアダプター
O:直交アダプター

SHOM
サンプルプレート(シングルハイト)

外観図

L:ラベル
L:ラベル
スタック表示 ポジション表示

P:ストレートアダプター

SHOM
サンプルプレート(ダブルデッカー)

概要

・保管および移送用に設計されたスタックは複数のSHOMサンプルプレートを運ぶように構成できます。
・スペーサー無し(00S)のレセプタクルの最小隙間は、3mmになりますので、サンプルプレートとレセプタクルとの隙間を1mmとして、許容されるサンプルを含めたサンプルプレートの高さは2mmになります。
・より高いサンプルプレート用追加スペーサーは、+1mm刻みで指定できます。

製品コード

RECOMSTACKA(xxHyyS)KA (取付アダプターの選択):P＝ストレートアダプター (M4) / O＝直交アダプター (M4) / T＝バイオネットアダプター

注文コード説明

xxH:スロット数 (格納サンプルプレート数)
yyS:追加スペーサーの高さ (mm)K (オプション):L=ラベル付 / H=逆取付ストレートアダプター (M4)

構成材料

構成例

ステンレス (SUS304 / SUS301) / ルビー球 / フルUHV適合材料(1) RECOMSTACKP(04H00S)

スペーサー無しの4xスロット / ストレートアダプター付(2) RECOMSTACKP(04H02S)L

2mmスペーサー付4xスロット / ストレートアダプター付 (ラベル付)(3) RECOMSTACKO(03H00S)L

スペーサー無しの3xスロット / 直交アダプター付 (ラベル付)(4) RECOMSTACK(03H00S02H04S)H

スペーサー無しの3xスロット＋4mmスペーサー付2xスロット / 逆取付ストレートアダプター付

構成例:(1) ストレートアダプター(2) ストレートアダプター(3) 直交アダプター(4) 逆取付ストレートアダプター
M4

M4

M4

M4

サンプルプレートストレージスタック構成例【スタンダード RECOMSTACK】参考例■逆取付ストレートアダプター付ストレージスタックRECOMSTACK(10H04S)H逆取付ストレートアダプター(M4)

4■ ストレートアダプター付ストレージスタック(ラベル付) ⇒ 格納サンプルプレート:3個xSHOM3T(H2mm)+2個xSHOMDC(H6.18mm)【製品コード】RECOMSTACKP(03H00S02H04S)L・取付アダプター:P(ストレートアダプター:M4)・スロット数 (格納サンプルプレート数):03H(3個) / 02H(2個)・追加スペーサーの高さ:00S(スペーサー無し:0mm) / 04S(4mm)【SHOMDC】【SHOM3T】
・オプション:L＝ラベル付 / H=逆取付ストレートアダプター (M4)18.5mm
16mm

01

サンプルプレートとレセプタクルの隙間:1.02mm

4.0mm:スペーサー

234 ・ ・5

サンプルプレートとレセプタクルの隙間:1mm
サンプルプレートの最大高さ:2mm

2.0mm
1.0mm

3.0mm
1.8mm

バイオネットアダプター

800・00■バイオネットアダプター付
ストレージスタック
RECOMSTACKT(05H00S01H20S01H08S)

7.2mm【レセプタクル】
H=4.8mm20・0.2mm:ラベル厚
3.0mm

4mm8mm625

M42【SHOM3T】

7.1【SHOMDC】■ストレートアクセスアダプター付
ストレージスタック
RECOMSTACKP(03H02S)

M4

17■直交アダプター付ストレージスタック(ラベル付)
RECOMSTACKO(03H00S)L

23

11

M4

2

SHOM3T2【ラベル無し】ラベル厚:0.2mm

12【ラベル付】

ラベル(23.2)

02H04SSHOMDC

ラベル

サンプルプレートの最大高さ:6.18mm

03H00S(スタックの製品コード方向)

15.6mmサンプルプレートストレージスタック
ストレートアダプター付

逆取付ストレートアダプター付

ストレートアダプター付

ストレートアダプター付

ストレージスタック

ストレージスタック

ストレージスタック

ストレージスタック (ラベル付)

製品コードRECOMSTACKP(03H00S02H04S)RECOMSTACK(03H00S02H04S)HRECOMSTACKP(04H00S)

RECOMSTACKP(04H02S)L

格納数内訳

サンプルプレート:5個・3xサンプルプレート(3xスペーサー無しスロット)・2xサンプルプレート(2x4mmスペーサー付スロット)

サンプルプレート:5個・3xサンプルプレート(3xスペーサー無しスロット)・2xサンプルプレート(2x4mmスペーサー付スロット)

名称

外観図

材料

M4ボルト
ー

ラベル
互換性

サンプルプレート:4個・4xサンプルプレート(4x2mmスペーサー付スロット)ステンレス (SUS304) / フルUHV適合材料

スタック取付仕様

サンプルプレート:4個・4xサンプルプレート(4xスペーサー無しスロット)

ウォブルスティック:WM40/WMWA40
トランスファーロッド:RM40
直線回転導入機:MD16/MD40〇

サンプルプレートストレージスタック
名称

ストレートアダプター付

直交アダプター付

直交アダプター付

直交アダプター付

ストレージスタック

ストレージスタック (ラベル付)

ストレージスタック

ストレージスタック

RECOMSTACKP(10H04S)RECOMSTACKO(03H00S)L

RECOMSTACKO(03H04S02H00S)

RECOMSTACKO(05H00S)

外観図

製品コード

格納数内訳

サンプルプレート:10個・10xサンプルプレート(10x5mmサンプル高さ)

材料

サンプルプレート:3個・3xサンプルプレート(3xスペーサー無しスロット)

サンプルプレート:5個・5xサンプルプレート(5xスペーサー無しスロット)ステンレス (SUS304) / フルUHV適合材料

スタック取付仕様

サンプルプレート:5個・2xサンプルプレート
・3x4mmスペーサー付スロット

M4ボルト

ラベルー

互換性

ウォブルスティック:WM40/WMWA4
トランスファーロッド:RM40/RMHS40
直線回転導入機:MD40〇ーサンプルプレートストレージスタック
20x番号付ストレージステージ

名称

SHOM
シングルハイトサンプルプレート

外観図
SHBSOMHM
ダブルデッカーサンプルプレート

・複数のサンプルプレートの格納および移送用に設計され、4つのタワーで構成されています。各タワーには5xダブルスペーススロットがあり、20枚のダブルデッカーサンプルプレート(例:SHBSOMHM) / DC加熱サンプルプレート等を格納・移送できるように作られています。
・シングルハイトサンプルプレート(例:SHOM)は、ダブルスペーススロットの下部に格納できます。
概要

SHOMシングルハイトサンプルプレート

SHBSOMHMダブルデッカーサンプルプレート
Omicron走査型プローブ顕微鏡
システムに適合します。

製品コードRECOMSTAGE(4x05H04S)N

材料

ステンス (SUS304) / フルUHV適合材料

スタック取付
仕様

M4ネジ〇

ラベル
互換性

ウォブルスティック:WM40/WMWA40
トランスファーロッド:RM40
直線回転導入機:MD16/MD40

DC加熱サンプルプレート

15.25

41.8

414.8

1.2

43

443

1618.5

14.8

20.7

20.7

14.8

20.7

9.05(4x4)Mx414.8

20.7

M457

Ra 0.8+0.2+0.1(-0.1-0.2)

general tolerances ISO 2768-K

Material: fully UHV compatible

Numbered stage of receptables for
SHOM sample plates
RECOMSTAGE(20H04S)NFerrovac GmbHCH-8050 Zurichover 16up to 630
tolerance
0.05 0.1
Drawn
Scale
Date
Changednominaldimension

THE INFORMATION CONTAINED IN THISDRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF
FERROVAC GMBH. ANY REPRODUCTION
IN PART OR AS WHOLE WITHOUT OURPERMISSION IS PROHIBITED.

2:1

Rev.

B

30 100 300 1000
100 300 1000 2000
0.3 0.5 0.8 1.2
C. Weiss
12.05.2014
31.10.2016 CWRECOMSTAGE(20H04S)NA3 sheet 1/1