高性能機能、簡単操作、堅牢、信頼性を備えた
超音波厚さ計38DL PLUS

• 二振動子型探触子および一振動子型探触子対応• IP67相当の防水･防じん性能• 厚さ測定範囲：0.08 mm～635 mm• 半透過型液晶VGAカラーディス
プレイ

高性能機能、簡単操作、堅牢、信頼性を備えた 超音波厚さ計38DL PLUS

38DL PLUSはここが違う
38DL PLUS は、高度な検査アプリケーション要求を満たすだけ
でなく、屋外の現場や工場など過酷な環境下で使用できるタフな設計になっています。 そのため、雨天や埃だらけの場所、寒暖の厳しい気候、太陽光下や暗い場所などあらゆる環境下で検査作業を行えます。 IP67 規格相当の機密性とゴム製保護ケー
スにより高い耐久性を実現した 38DL PLUS は、タフさが求められる現場に適しています。

過酷な環境に対応•••••

38DL PLUS は、超音波肉厚測定のほとんどの検査用途に対応し、二振動子型探触子および一振動子型探触子のすべての探触子を使用できます。 二振動子型探触子による内部腐食したパイ
プの減肉測定から、一振動子型探触子による薄い材料あるいは多層材料の正確な厚さ測定まで幅広い用途に使用可能です。
38DL PLUS は、高性能かつ使いやすい測定機能を数多く標準搭載し、特殊用途のためにソフトウェアオプションも多く用意しています。 筐体は、防水・防じん性能規格 IP67 相当の気密設計で、湿気や埃などの過酷な環境に対する耐久性を備えています。 また、半透過型 VGA カラーディスプレイは、太陽光下でも暗闇でも読み取り可能です。 左手でも右手でもキー操作がしやすいシ
ンプルなキーパッドデザインとなっており、使用頻度の高い機能へはダイレクトアクセスも行えます。

特長■■ 二振動子型探触子および一振動子型探触子対応■■ 広い厚さ測定範囲：0.08 mm ～635 mm（材料、探触子タイプにより異なります）■■ 二振動子型探触子による腐食減肉測定■■ THRU-COAT（スルーコート）機能およびエコーtoエコー測定により塗装またはコーティングされた材料の母材厚さ測
定が可能■■ 内部酸化スケールソフトウェア（オプション）•••

小型、軽量設計（0.814 kg）
防水 ･ 防じん性能：IP67 相当
爆発性雰囲気：MIL-STD-810G, Method 511.4, Procedure I
耐衝撃性：MIL-STD-810F, Method 516.5, Procedure I, 6 cycles
each axis, 15 g, 11 msec half sine
耐振動性：MIL-STD-810F, Method 514.5, Procedure I, Annex C,
Figure 6, general exposure: 1 hour each axis

広範な使用温度範囲
スタンド付き本体ゴム製保護ケース
屋内外ではっきりとデータ表示可能な半透過型液晶 VGA カラーディ
スプレイ

操作が簡単
•
•
•
•
•
•
•
•
•

右手あるいは左手だけの操作も簡単なシンプルなキーパッド
全ての機能へ簡単にアクセスできるわかりやすいインターフェイス
内蔵および外部 MicroSD メモリーカード
USB および RS-232 通信ポート
475,000 件の厚さ測定値または 20,000 件の波形データ値を保存可
能な英数字データロガー
プロジェクターやモニターなどで画像表示できる VGA 出力
二振動子型探触子のデフォルト / カスタムセットアップ
一振動子型探触子のデフォルト / カスタムセットアップ
機能をロックできるパスワード保護機能■■ すべての探触子において0.01 mmの分解能で測定可能■■ 一振動子型探触子（2.25 MHz～30 MHz）
において0.001
mmの高分解能で測定可能（ソフトウェアオプション）■■ 最大4層までの厚さを同時に測定可能（ソフトウェアオプション）■■ グラスファイバー、
ゴム、厚い鋳造品などの超音波減衰材の厚さ測定可能（ソフトウェアオプション）■■ 厚さ、材料音速、伝播時間の測定可能■■ ディファレンシャルモードおよびリダクションレートモード■■ タイムベースによるB-スキャンモード：1スキャンは最大10,000回分の厚さ測定値から作成（各測定値は後で確認可能）

明るい屋外用表示設定による A- スキャンモード

■■ デジタルフィルタ搭載ダイナミックゲインテクノロジー■■ V-Path Builder（ブイパスビルダー）
により、二振動子型探触子での測定精度向上■■ EN15317（超音波厚さ計性能規格）

超音波による厚さ測定は、正確で、信頼性も高く、繰り返し行うことができます。 測定物の片側から音を伝えることで、即座に測定値をデジタル表示できるので、部品を切断したり破壊する必要がありません。

2

暗い屋内用表示設定による B- スキャンモード

ゴム製保護ケースを装着した 38DL PLUS

3

内面が腐食した金属の肉厚測定
38DL PLUS の一般的用途は、パイプ、チューブ、タンク、圧力容器、船体など腐食や浸食の影響を受ける構造物の残存肉厚測定です。 このような用途には一般的に二振動子型探触子を使用
します。
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D79X シリーズ二振動子型探触子対応自動探触子認識機能
二振動子型探触子のカスタムセットアップを 10 個まで保存可能
二振動子型探触子を校正する際に既定ゲインを最適化
V-Path Builder（ブイパスビルダー）により、二振動子型探触子での測定精度向上
校正中に発生するエコーのダブリングエラーを知らせるアラーム表示
THRU-COAT（スルーコート）機能とエコー to エコー測定による塗装またはコーティングされた材料の母材厚さ測定
高温測定可能：最大 500 ℃
M2017 あるいは M2091 一振動子型探触子によるボイラーチューブ
内面の酸化スケールの測定（オプション）
EMAT 探触子（E110-SB）：接触媒質なしで、表面に浮き錆が堆積したボイラーチューブの残存肉厚を測定することが可能

B-スキャン機能（オプション）

Thru-Coat（スルーコート）機能

この高性能 B- スキャン機能は、
38DL PLUS をリニアスキャナーに接続することにより、B- スキャ
ン の 生 成 を 行 い ま す。 38DL
PLUS は、対応する肉厚測定値
とともに伝播距離データを収集し保存することができます。 また、最小肉厚の位置における波形も表示することができます。
測定値間の距離を選択したり、双方向モードや一方向モードの切替も可能です。 1 つの B- ス
キャンにつき、 最 大 10,000 件の厚さ測定値を保存することができます。

1 つの底面エコーを使用して金属 母 材 の 厚さを測 定します。
38DL PLUS は、金属とコーティ
ングのそれぞれの材料音速を正しく調整して、両方の厚さを表示します。 表面から塗装やコー
ティングを除去する必要はありません。 THRU-COAT（スルーコート）測定機能は、二振動子型探触子（D7906-SM、D7906RM、および D7908）を使用しま
す。

温度補正

酸化スケール測定（オプション）

材料温度の変化は、音速に変化をもたらし、厚さ測定の精度に影響します。 温度補正機能は、
校正用試験片の温度と測定ポイントの現在の（高い）温度を手動で入力することができます。
38DL PLUS は、 温 度 補 正した
厚さを自動的に表示します。

このオプション機能では、ボイラーチューブの内部に生じた酸化スケールの厚さを測定するアルゴリズムを使用しています。
厚さ計は、ボイラーチューブの金 属 の 厚さとスケー ル層 の 厚さを同時に表示します。 酸化
スケールの厚さを調査すること
は、配管の寿命を予測するのに役立ちます。 このような用途には、M2017 または M2091 探触子の使用をお奨めします。

V-Path Builder（ブイパスビルダー）

この特許機能は、ほとんどの二振動子型探触子でカスタム V パ
ス補正曲線を作成することができます。 この補正曲線は、ほとんどの二振動子型探触子のカスタムセットアップにより保存・呼出が可能です。 V パス補正曲線の作成は 3 ～ 10 の校正ポイン
トで探触子を当て、既に分かっている厚さ値を入力するだけです。

自動探触子認識機能

標準的な二振動子型探触子には、自動探触子認識機能が付いています。この機能により、各探触子のデフォルト V パス補正曲線を自動的に呼び出すことができます。

45

腐食検査用二振動子型探触子
標準的な二振動子型探触子には、自動探触子認識機能が付いています。この機能により、各探触子のデフォルト V パス補正曲線を自動的に呼び出すことができます。

探触子

製品番号

D790

U8450002

D790-SM

U8450009

周波数
（MHz）

コネクター

先端口径（mm）

測定範囲（鋼）*（mm）

温度 範囲 **（°C）

ストレート
5.0

ストレート
横付き

11.00

1.00 ～ 500.00–20 ～ 500

D790-RL

U8450007

D790-SL

U8450008

D791

U8450010

5.0

横付き

11.00

1.00 ～ 500.00–20 ～ 500

D791-RM

U8450011

5.0

横付き

11.00

1.00 ～ 500.00–20 ～ 400

D7912

Q4530005

D7913

Q4530006

7.50

0.50 ～ 25.00

0 ～ 50

D794

U8450014

7.20

0.75 ～ 50.00

0 ～ 50

D797

U8450016

D797-SM

U8450017

22.90

3.80 ～ 635.00–20 ～ 400

8.90

0.71 ～ 100.00–20 ～ 150

7.20

0.71 ～ 100.00–20 ～ 150

D7226

U8454013

D798-LF

U8450019

ストレート

10.0
5.0
2.0

7.5

ストレート
横付き
ストレート
横付き
ストレート
横付き
横付き

U8800330

LCLD-316-5G

U8800331

ポテッド—

LCMD-316-5C

U8800354

ポテッド

—

ポテッド

—

ポテッド

—

LCMD-316-5D

U8800355

ポテッド

—

ポテッド

—

1.00 ～ 254

0 ～ 50ポテッド—

1.00 ～ 19.00

0 ～ 50

5.0

横付き

11.00

1.00 ～ 500.00

D7910

U8454038

5.0

横付き

12.7

MTD705 †††U8620225

5.0

横付き

5.10

D7906-SM ††U8450005

D7906-RM ††U8450025

D7908 ††

U8450006

横付き

LCLD-316-5G †–20 ～ 150

U8450021

7.5

U8800353

—

D799

横付き

LCMD-316-5B †U8800357

U8450020

5.0

—

ポテッド

U8450053

ストレート

ポテッド

LCMD-316-5J

D798-J

ストレート

製品番号

D791
D794
D7908

D7226
D790
D790-RL

D798-SM

7.5

ケーブル

11.00
7.20

*	厚さ測定の範囲は、材質、探触子タイプ、表面状態、温度により異なります。 すべての測定範囲を満たすためには感度調整機能を用いて測定する必要があります。
** 高温測定は、間欠接触のみです。

1.00 ～ 50.00

0 ～ 501.00 ～ 37.00

0 ～ 50LCLPD-78-5

U8800332

LCMD-316-5L

U8800358

LCMD-316-5N

U8800647

ポテッド—

D798-LF
D790-SL
D791-RM

D799
MTD705

D790-SM
D798
D7906-SM
D7910

D797-SM

ステンレススチールケーブルが使用できます。 詳しくはお近くのオリンパスまでお問い合
わせください。
EN15317 未認定。 MTD705 には、ASTM E1065 に従い TP103 準拠試験証明書が発行されています。
†††
THRU-COAT（スルーコート）機能に使用する探触子です。
†

D7913

††

D7912

腐食検査用一振動子型探触子
一振動子型探触子の全リストについては、お近くのオリンパスにお問い合わせいただくか、当社のウェブサイト（www.olympus-ims.
com）をご覧ください。
探触子

製品番号

V260-SM

U8411019

V260-RM

U8411018

V260-45

U8411017

周波数
（MHz）

コネクター

先端口径（mm）

測定範囲（鋼）*（mm）

温度 範囲 **（°C）

ストレート
15

横付き

0 ～ 50ケーブル

製品番号

LCM-74-4

U8800348

LCM-74-4

U8800348

LCM-74-4

U8800348

2.00

0.50 ～ 10.00

0 ～ 50

LCM-74-4

U8800348

45°
ハンドル

M2017

U8415002

20

横付き

6.35

鋼：0.50 ～ 12.00
酸化物：0.25 ～ 1.25

M2091

U8415018

20

横付き

6.35

鋼：0.50 ～ 12.00
酸化物：0.15 ～ 1.25

0 ～ 50

LCM-74-4

U8800348

E110-SB

U8471001

—

ストレート

28.50

2.00 ～ 125.00

0 ～ 80

LCB-74-4 と 1/2XA/
E110

U8800320* 厚さ測定の範囲は、材質、探触子タイプ、表面状態、温度により異なります。 すべての測定範囲を満たすためには感度調整機能を用いて測定する必要があります。
** 高温測定は、間欠接触のみです。

6

U8767104

M2017

M2091

E110-SB

その他の製品
カプラント（接触媒質）

液体タイプのカプラント（接触媒質）は、ほとんどの用途の厚さ測定に不可欠で、探触子と試験体の間の音響結合を可能にします。 各種検査用途に対応するカプラントを用意しています。

校正用試験片校正用試験片は、超音波測定の精密度、信頼性、有効性を維持するため、超音波
厚さ計の校正に不可欠です。 校正用試
験片は、ASTM E797 規格で認められている許容誤差より小さな許容誤差で設計されています。 メートル単位による校正用試験片もあります。

探触子ケーブル

すべての超音波厚さ計に対応するさまざ
まな種類の探触子ケーブルを提供してい
ます。
•
•
•

標準
防水加工
耐久性
-- テフロン-- ステンレス鋼

7プラスチック、金属、複合材、ガラス、ゴム、セラミックの肉厚測定
一振動子型探触子を使用する場合、金属、プラスチック、複合材、ガラス、セラミックその他材料の正確な肉厚測定を行うことができます。 オリンパスでは、周波数、振動子径、コネクタタ
イプなどあらゆる種類の一振動子型探触子を用意しています。
さらに、高分解能ソフトウェアオプションを使用すると、0.001 mmの分解能によりもっと精確な測定を行うことが可能です。
•
•

•
•
•
•

すべての探触子において、0.01 mm の 分解能で測定可能
2.25 MHz ～ 30 MHz の一振動子型探触子を使用中、高分解能ソフ
トウェアオプションを使用すると、最大 0.001mm まで測定表示が可能
ハイペネトレーションソフトウェアオプションは、グラスファイバー、
厚手の鋳造品などの超音波減衰材の測定に最適
最大 4 層までの各層の厚さを同時に測定できる多層材測定ソフトウェ
アオプション
厚さ測定、音速測定、伝播時間測定
厚さ測定を簡易化するためのデフォルト設定およびカスタム設定機
能が付いたアプリケーション自動呼出38DL PLUS は、厚さ測定値や波形データを簡単に収録・転送することができる、送受信兼用のデータロガーを搭載しています。
••••

プラスチック、金属、ゴム、ガラス、セラミックおよび複合材の肉厚を測定

ハイペネトレーションソフトウェアオプション•

多層材測定ソフトウェアオプション

最大 4 つの各層の肉厚測定を同時に計算し、表示します。 また、選択した層の厚さ値の合計を表示できます。 代表的な用途には、
樹脂燃料タンク、PET ボトルのプリフォーム、ソフトコンタクトレ
ンズといった多層プラスチック製品のバリア層厚さ測定などがあ
ります。

内側表面

•
•
•
•
•
•
•
•
•

一振動子型探触子（0.5 MHz 以下）を使用して、厚手の材料やゴム、グラスファイバー、鋳物、複合材などの超音波減衰材料を測定することができます。

外側表面

データ保存機能およびPCインターフェイス
475,000 件の厚さ測定値あるいは 20,000 件の波形データと厚さ測の読み取りや保存も可能
Excel 対応の CSV フォーマットで、内部保存したファイルを直接
microSD メモリーカードにエクスポート可能

EVOH HDPE
バリア
層

全厚さ

4.211 mm0.112 mm 1.984 mm

6.307 mm0.1658 in.

0.0044 in. 0.0781 in.

0.2483 in.

チャージャー

GageView

38-Link アダプターには、以下に示す 3 つの強力なワイヤレス通信機能があります。

•
•
•

•
•

•

•

Olympus Scientific Cloud（OSC）へのワイヤレス通信
Olympus モバイルアプリまたは互換性があるサードパーティ製アプリ
ケーションへの Bluetooth 通信
オプションの Link-Wedge ソフトウェアへの Bluetooth 通信。厚さ測
定値を Windows 7 と Windows 10 PC 上のアクティブな Windows{1}{2} プログラムに直接送信するために使用します。

詳 細 は、38-Link の カ タ ロ グ ま た は 当 社 の ウ ェ ブ サ イト
（www.Olympus-IMS.com）をご覧ください。

探触子コネクター

DB グリッド表示は、3 つの表示色でプログラム可能

38-Linkワイヤレス通信アダプター* 無線 LAN および Bluetoothドングルの利用条件は、地域により異なります。詳細については、お近くのオリンパス販売代理店までお問い合わせください。

HDPE
層

USB または RS-232

定値の保存が可能
32 文字のファイル名
20 文字の ID 番号（TML#）
9 種類のファイル形式：
インクリメンタル、シーケンシャル、カスタムポイント付きシーケン
シャル、2D グリッド、カスタムポイント付き 2D グリッド、3D グリッド、
3D カスタム、ボイラーおよび手動
各 ID 番号（TML#）に最大 4 つまでのコメントを保存可能ある一連の ID 番号を指定してコメントを保存
内部および外部 microSD メモリーカード
内部 / 外部 microSD メモリーカード
USB および RS‑232 経由で接続可能
一振動子型および二振動子型探触子セットアップの双方向通信
統計レポート機能内蔵
DB グリッド表示は、3 つの表示色でプログラム可能
GageView インターフェイスプログラムは、USB、RS-232 ポート経
由で 38DL PLUS と通信。microSD メモリーカードを使用したデータオプションの 38-Link ワイヤレスアダプターを使用すると、既存の 38DL PLUS 厚さ計から Bluetooth® やワイヤレス LAN 経由でデータを送受信できるようになります。*

ハイペネトレーションソフトウェアオプションにより、鋳造部品などの超音波減衰材料の肉厚測定が可能

microSD カード
VGA コネクター
USB コネクター

•

•
•
•
•
•
•

GageView インターフェイスプログラムは、Windows ベースのアプリ
ケーションで、38DL PLUS からのデータを収集、作成、印刷、管理が可能
データセットとサーベイファイルの作成保存されたデータの編集
厚さ測定値、厚さ計セットアップ値および探触子セットアップ値を含
むデータセットおよびサーベイファイルの確認
厚さ計からの厚さ測定値およびセットアップデータのダウンロードとアップロード測定データを表計算ソフト、その他のプログラムにエクスポート
画面スナップショットの取り込み厚さ測定値、セットアップテーブル、統計値、カラーグリッドなどのレポート印刷本体オペレーティングソフトのアップグレード
一振動子型探触子および二振動子型探触子のセットアップファイルのダウンロードおよびアップロード
B- スキャンの確認

高分解能ソフトウェアオプションにより、最大分解能 0.001 mm の精密な 肉厚測定が可能
38DL PLUS は、最大 4 層までの各層の肉厚測定を同時にかつ正確に行います。

89厚さ測定用一振動子型探触子
直接接触型探触子

遅延材付き探触子

周波数
（MHz）

先端口径
（mm）

探触子

製品番号

0.5

25

M101-SB*

U8400017

1.0

25

M102-SB*

U8400018

1.0

13M103-SB*

U8400020

2.25

13M106-RM

U8400023

2.25

13

5.0

5.0

13

6

Microscan 遅延材付き探触子は、極薄の材料、高温度下、また高度な厚さ分解能を必要とする用途において優れた性能を発揮します。
M102-SB
周波数
（MHz）

振動子口径
（mm）

探触子

製品番号

ホルダー

0.5

25

M2008*

U8415001

—

2.25

13

M207-RB

U8410017—

M106-SM

U8400025

M1036

U8400019

5.0

13M206-RB

U8410016—

M109-RM

U8400027

5.0

6M201-RM

U8410001

—

5.0

6

M201H-RM

U8411030

2127

M202-RM

U8410003

M202-SM

U8410004

M202H-RM

U8507023

M203-RM

U8410006

M203-SM

U8410007

M208-RM

U8410019

M208-SM

U8410020

M109-SM

U8400028

M110-RM

U8400030

M110-SM

U8400031

M110H-RM**

U8400029

M112-RM

U8400034

M101-SB
M103-SB

M106-SM

M109-SM

M112-SM

M110-RM

10

6

10

6

M2008
2127
—

20

3

U8400039

20

3

M208H-RM

U8410018

2133

U8400037

20

3

M2055**

U8415013—* これらの探触子は、ハイペネトレーションソフトウェアオプションでのみ使用可能です。
** バネ付きホルダーと使用

30

6

V213-BC-RM**

U8411022

—

10

3

20

3

20

3

M112-SM

U8400035

M112H-RM**

U8400033

M1016

U8400015

M116-RM

U8400038

M116-SM
M116H-RM**

M116-SM

M106-RM

M112-RM

M116-RM

M109-RM

U8770408

M202

M201

3

6

M2055

U8770408

—

10

10

製品番号

2127

M206-RB—

2133
U8770412

M208H* これらの探触子は、ハイペネトレーションソフトウェアオプションでのみ使用可能です。
** これらの探触子の遅延材は交換できません。

M208

Sonopen探触子

Sonopen 探触子には、取り外し可能な先細形状の遅延材が付いています。 タービンブ
レード、プラスチック製容器
内の狭い屈曲部などの用途で正確な肉厚測定ができます。

V260-45

V260-SM

取り外し可能な遅延材

V260-RM

遅延材は、試験体の表面と探触子の振動素子を保護する緩衝材として機能します。

DLP-301

Sonopen – 15 MHz、3 mm 探触子
ストレートハンドル

Sonopen – 交換可能遅延材

直角ハンドル

45°
ハンドル

名称

製品番号

名称

製品番号

名称

製品番号

V260-SM

U8411019

V260-RM

U8411018

V260-45

U8411017

先端径
（mm）

†

水浸型探触子Microscan 水浸探触子は、水中における超音波の送受信を目的として設計されています。 水浸技法による厚さ測定は、複雑 な 形 状 の 試 験 体やインライン検 査でよく使 用されます。
38DL PLUS と水浸探触子による一般的なオフライン用途には、小口径のプラスチックや鋼製チューブの肉厚測定、スキャン測定
または回転による測定、尖鋭な屈曲部の厚さ測定などがあります。 用途により探触子の集束調整が必要な場合があります。

名称

製品番号

2.0

DLP-3

U8770086

1.5

DLP-302

U8770088

2.0

DLP-301 †U8770087

遅延材付き
振動子口径
（mm）

測定可能な最大肉厚 *

名称

製品番号

鋼 - モード 2（mm）

鋼 - モード 3（mm）

プラスチック - モー
ド2
（mm）

13

DLH-2

U8770062

25

13

13

6

DLH-1

U8770054

25

13

13

3

DLH-3

U87700691355* 測定範囲は、材料音速、探触子の周波数、試験体の形状、表面状態により異なります。

高温用遅延材の使用は最大 175℃まで

周波数
（MHz）

先端口径
（mm）

探触子

製品番号

2.25

13

M306-SU

U8410027

5.0

13M309-SU

U8420001

5.0

6M310-SU

U8420004

10

6

M312-SU

U8420008

M313-SU

U8420009

20

3

M316-SU

U8420011

RBS-1水浸タンク

RBS-1 水浸タンクは、水浸技法による超音波厚さ測定を簡易化するために設計されています。

1011

標準付属品38DL PLUS仕様*
測定仕様
二振動子型探触子測定モード

励振パルス後の精密な遅延時間から、最初のエコーまでの時間間隔を測定

THRU-COAT（スルーコート）測定

1 つの底面エコーを使用して、金属部の厚さとコーティング部の厚さを測定（D7906-SM お
よび D7908 探触子を使用）

スルーペイント エコー to エコー

塗装またはコーティングを除いた 2 つの底面エコー間の時間間隔を測定

一振動子型探触子測定モード

モード 1： 励振パルスから最初の底面エコーまでの時間間隔を測定
モード 2： 遅延材エコーから最初の底面エコーまでの時間間隔を測定（遅延材型または水浸型探触子を使用）
モード 3： 励振パルス後の最初のインターフェイスエコーに続く底面エコー間の時間間隔を測定（遅延材型または水浸型探触子を使用）
酸化スケール：オプション
多層モード：オプション

厚さ測定範囲0.080 mm ～ 635.00 mm 材料、探触子の表面状態、温度、選択した構成により異なる

材料音速範囲0.508 mm/μs ～ 13.998 mm/μs

分解能（選択可能）

低分解能：0.1 mm
標準：0.01 mm
高分解能：0.001 mm
標準 : 2.0 MHz ～ 30 MHz（–3 dB）
ハイペネトレーション（オプション）：0.50 MHz ～ 30 MHz（–3 dB）

探触子周波数範囲

一般仕様• 38DL PLUS 超音波厚さ計、AC またはバッテリー
駆動、50 Hz ～ 60 Hz• 標準的な二振動子型探触子付きのキットあり• チャージャー /AC アダプタ（100 VAC、115 VAC、
230 VAC）• 内部データロガー• GageView インターフェイスプログラム• 校正用試験片と接触媒質• USB ケーブル
• スタンド付き本体ゴム製保護ケースとネックストラップ• ユーザーズマニュアル• 測定機能：THRU-COAT、スルーペイント、エコー
to エコー測定、EMAT 対応、最小値 / 最大値モード、2 種類のアラームモード、
ディファレンシャルモード、B- スキャン、アプリケーション自動呼出、温度補正、
平均値 / 最小値モード

ソフトウェアオプション

38DLP-OXIDE (U8147014): ライセンスコード入力により起動する酸化スケール測定ソフトウェア
38DLP-HR (U8147015): ライセンスコード入力により起動する高分解能測定ソフトウェア

動作温度範囲–10°C ～ 50°C

キーパッド

感触と音で入力確認できる密閉型カラーキーパッド

筐体

耐衝撃性、防水仕様、防水コネクター、ガスケット付き筐体。 IP67 準拠。

寸法（W x D x H）

外観寸法：125 mm x 211 mm x 46 mm

質量0.814 kg

電源

AC/DC アダプター（24 V）、リチウムイオンバッテリー（23.760 Wh）、または単三アルカリ電池 x 4 本

38DLP-EBSCAN (U8147018): エンコード B- スキャン
ソフトウェアバッテリー稼動時間、リチウムイ
オン

バッテリー駆動時間：最短 12.6 時間、標準 14 時間、最長 14.7 時間
急速充電：2 ～ 3 時間

アクセサリー（オプション）

規格

EN15317（超音波厚さ計性能規格）準拠

爆発性雰囲気MIL-STD-810G, Method 511.5, Procedure I

38-LINK-BT-U-EN (Q7790104): Bluetoothドングル
付き 38-Link

38DLP-MM (U8147016): ライセンスコード入力によって起動する多層材測定ソフトウェア
38DLP-HP (U8147017): ライセンスコード入力によって起動するハイペネトレーション測定ソフトウェア

38-LINK-WF-NA-EN (Q7790113): 無線 LANドングル付き 38-Link

ディスプレイ38DLP-EW (U8778348): 3 年保証

半透過型液晶 VGA カラーディス
プレイ

液晶ディスプレイ、表示領域 56.16 mm x 74.88 mm

波形表示

全波、RF、半波＋、半波－

1/2XA/E110 (U8767104): E110‑SB EMAT 探触子用フィルターアダプターUSB

1.0 クライアント

38-C-USB-IP67 (U8800998): IP67 準拠防水仕様
USB ケーブル

RS-232対応

メモリーカード

メモリ容量 : 外部 microSD メモリーカード（2 GB）

ビデオ出力

VGA 出力標準搭載

38-9F6 (U8840167): RS-232 ケーブル

入力 / 出力

38DLP/RFS (U8780288): フットスイッチ（出荷時に設置）
EPLTC-C-VGA-6 (U8840035): VGA 出力ケーブル
MICROSD-ADP-2GB (U8779307): 2 GB 外部
microSD メモリーカード

内部データロガー
データロガー

厚さ測定値、波形、測定設定情報の識別、保存、呼出、削除が可能。RS-232 シリアルポートまたは USB ポート経由で転送可

容量

475,000 件の厚さ測定値または 20,000 件の波形付き測定値

ファイル名、ID、コメント

32 文字のファイル名および 20 文字の英数字ロケーションコード。1 ロケーションにつき 4 つのコメント入力が可能

ファイル形式

データは用途に応じた 9 種類の標準またはカスタムファイル形式で保存可能

レポート

統計値付き要約、ロケーション付き最大値 / 最小値、最小値レビュー、ファイル比較、アラー
ムレポートを 38DL PLUS 上にレポート表示

18001 の認証を取得しています。

BSCAN-ENC (U8779522): エンコード B- スキャンバ
ギー
38DLP-ENC-CBC-10 (U8840168): 3.048 m エンコー
ダーケーブルは ISO 9001、ISO 14001、OHSAS

この機器は、EMC 性能において工業環境使用を意図して設計されています。住宅環境でお使いになりますと、他の装置に影響を与える可能性があります。
本カタログに記載の社名や製品名は、各所有者の商標または登録商標です。
すべての仕様は予告なく変更されることがあります。
38DL_PLUS_JA_201907 • Printed in Japan • Copyright © 2019 Olympus.

www.olympus-ims.com〒163-0914 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス

取扱販売店名支店・営業所所在地
東 京 〒163-0914
名古屋 〒460-0003
大 阪 〒532-0003
広 島 〒730-0004
福 岡 〒810-0004

東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス• •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
名古屋市中区錦2-2-2 名古屋丸紅ビル• •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
大阪市淀川区宮原1-6-1 新大阪ブリックビル• •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
広島市中区東白島町14-15 NTTクレド白島ビル• •  •  •  •  •  •  •  •
福岡市中央区渡辺通3-6-11 福岡フコク生命ビル • •  •  •  •  •  •  •

TEL 03 (6901) 9390
TEL 052 (201) 9577
TEL 06 (6399) 8006
TEL 082 (228) 1924
TEL 092 (761) 4480

www.olympus-ims.com/ja/contact-us/

P/N: 920-212-JA Rev. K

N035NT-062019