ARマイクロスコープ

SZX-AR1

製造工程での顕微鏡作業をよりシンプルに

AR*1技術で革新的な製造工程を実現
SZX-AR1は顕微鏡視野内へ画像や動画の投影表示をする、AR技術を駆使したマイクロスコープシステムです。作業者は顕微鏡視野内に投影される組立手順書や作業の見本動画などのデジタル情報を確認することによって、接眼レンズから目を離さずに作業を続けることが可能です。当社の実体
顕微鏡*2 に SZX-AR1のユニットを追加搭載するだけで、実体顕微鏡を使用する組立工程の作業やトレーニングを効率化し、製造工程のリードタイムの短縮、および歩留まりの向上に貢献します。
*1 Augmented Reality (拡張現実)*2 対象機種：SZX‒ZB7/SZX2‒ZB10/SZX2‒ZB16との組合せ

顕微鏡視野内に投影されているAR画像

組立工程作業の品質向上・効率化を両立
ヒューマンエラーの低減に貢献
顕微鏡を用いた複雑な製造工程において、顕微鏡視野内に手順書やレチクル、ゲージや注釈などを表示することで、表示内容を確認しながら作業を行えるため、ヒューマンエラーの低減に貢献します。
従来の製造工程では、正しく確実に組立を行うため、作業者は事前に手順を覚えておいたり、モニターや印刷物での指示内容を常に確認する必要があり、作業の中断が頻繁に起こりました。 指示内容の確認作業が増えることで、余分に作業時間がかかるだけでなく、確認漏れや記憶違いによるミスが発生する場合もあります。SZX-AR1では各工程の指示を顕微鏡視野内へ投影表示ができるので 接眼レンズから目を離すことなく指示を確認しながら、集中して作業を行う事ができます。

工程での問題をリモート環境で解決
製造工程で問題発生時に管理者が現場に不在の場合でも、Microsoft Teamsなどの会議システムを用いてSZX-AR1に接続し、組立作業者が見ている顕微鏡視野内の画像を管理者が確認しながら、リモートで指導を行うことができます。また、指示内容を顕微鏡視野内に書き込むこともできます。作業の画像や動画の記録も可能なので、問題点の把握と早期の解決を効率的にサポートします。

作業者の早期育成に貢献
トレーニングの効率化
製造工程における作業者へのトレーニングには、時間とコストがかかります。SZX-AR1により、トレーニングをより効率的かつ柔軟に行うことができます。
従来のトレーニングでは、現場のトレーナーが顕微鏡下での組立作業の各工程を作業者へ指示し、部品が正しく組み立てられているかをトレーナーが確認するのが一般的でした。その際、作業者は接眼レンズから目を離し、トレーナーの指示を確認してから、顕微鏡下での作業に戻る、というプロセスの繰り返しにより、正しい作業内容の伝達がスムーズに行えないケースがありました。SZX-AR1でトレーナーと作業者が顕微鏡視野内の画像を共有し、トレーナーが直接指示を記入することで、接眼レンズから目を離さずに、集中してトレーニングを受けることができます。
リモートトレーニングを実現
SZX-AR1を使用すれば、リモート接続することで遠方のトレーナーから直接指導を受けることができます。リモートによるトレーニングを活用することで、時間とコストの削減に貢献します。
顕微鏡視野内の動画再生機能を活用して、手本作業の動画を見ながらの効率的な自己学習もサポートします。

作業者の顕微鏡視野内画像

オンラインでリアルタイムに共有している
顕微鏡視野内画像

お手持ちの顕微鏡との組み合わせも簡単
SZX-AR1ですぐに工程改善が可能
ご使用いただいている実体顕微鏡*の鏡筒部分をAR三眼鏡筒に置き換えるだけで、AR技術による製造工程の改善を図ることができます。
*対応機種：SZX‒ZB7/SZX2‒ZB10/SZX2‒ZB16との組合せ

一人ひとりに合わせた作業環境を提供
当 社 は 快 適 な 作 業を実 現 するユ ニットを各種 取り揃 えて い ます 。人 間 工 学 に 考 慮した
チルト機能付き鏡筒とオプションのアイポイントアジャスターを組み合わせることで、作業者に合った姿勢で作業を続けることができるので、作業効率や生産性の向上が期待できます。

チルト機能付き三眼鏡筒

製造工程とトレーニングの効率化
製造工程
快適な作業姿勢をサポート。人間工学を考慮したデザインにより、チルト角度を5～45°の範囲で調整可能、アイポイントの高さを120mmの 幅で変更できます。

ズーム倍率センサーにより、顕微鏡視野内に倍率をAR表示することができるので、接眼レンズから目を離すことなく倍率設定が行えます。

作業前準備

SZX-AR1ソフトウェアを用いて、顕微鏡視野内に表示させる作業内容を作成します。

手順書を作成中のモニター画像

接眼レンズレンズを覗いたま
ま、顕微鏡視野内に表示させる作業内容を選択できます。

組立作業中は視線を接眼レンズに集中させることができるので、視線移動による作業ミスや手順の記憶違いによるミスを低減できます。

線や矢印、四角形などの図形を用いて指示箇所を分かりやすく示したり、テキストを顕微鏡視野内に表示させることが可能です。さらに、現場にいない管理者に指導を求めることもできます。

ズームに連動してゲージやレチクル、グリッドの大きさが変更されて顕微鏡視野内に投影されるので、作業に伴う顕微鏡の倍率変更にもスムーズに対応します。

顕微鏡視野内に指示内容を表示
顕微鏡視野内にゲージを表示

組立工程

顕微鏡下で作業をしながらズーム倍率センサーのボタンやフットスイッチ（他社製）を用いて、顕微鏡視野内に投影された手順書のページ操作が簡単に行えます。

組立工程を画像や動画で記録し、後の解析に役立てることができます。

トレーニング
快適な作業姿勢をサポート。人間工学を考慮したデザインにより、チルト角度を5～45°の範囲で調整可能、アイポイントの高さを120mmの 幅で変更できます。

Microsoft Teamsなどの会議システムを使ってトレーナーとつながれば、離れた場所からでも効率的にトレーニングを受けることができます。

作業者の顕微鏡視野内画像

オンラインでリアルタイムに共有している顕微鏡視野内画像

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

作業前準備

トレーニングトレーナーは、ペン機能などの分かりやすい表示を用いて、作業者の顕微鏡視野内に直接、指導内容を表示することができます。

手本作業用の動画を顕微鏡視野内で再生できるので、自己学習も可能です 。
トレーナーの負担を軽減します。

作業中の顕微鏡視野内画像

顕微鏡視野内で動画を再生

SZX-ZB7 ズーム鏡体 組み合わせ時のシステム図
DP28-CU
カメラヘッドU-TV0.35XC-2
0.35X Cマウント
アダプター* 6

DP23-CU
カメラヘッドU-TV0.63XC
0.63X Cマウント
アダプター

U-TV0.5XC-3
0.5X Cマウント
アダプター

SZX2-ARTTR
AR三眼鏡筒WHSZ10X-H
接眼レンズ

ソフトウェア *5
PC

SZX2-EEPA *1
可変式
アイポイントアジャスターSZX-AS
ASユニットSZX2-ILLC10 *2
同軸落射照明装置

LG-LSLED
LED ライトガイド光源

LG-DF
2分岐フレキシブル
ライトガイドズーム倍率センサー *5

SZX2-ILLC
1/4 λ *4

LEDリング照明ユニット

SZ-LW61
白色LED
照明ユニットSZX2-RHSSZX-STF *3
フォーカシング
アダプター

SZX2-FOF
粗微動焦準装置

SZX2-ST
標準架台

SZX2-ILR66
SZX-LGR66
リングライトガイド
アダプター

SZ2-CLGR
6点リングライトガイド
SZ2-CLS
コンパクト
ライトガイド光源ボックス

SZX2-FO
焦準装置

SZ2-CLGSF
フレキシブルライトガイド
SZ2-LGHL
ライトガイドホルダー
SZ2-LGCL
集光レンズ

SZ2-SPBW
白黒ステージ
プレートSZ2-SPBW
白黒ステージ
プレート

LG-R66
リングライトガイド

HLL301(×2)
コレクターレンズ

DFPL0.5X-4
DFPL0.75X-4
SZ2-ETDFPLAPO1X-4
補助スリーブSZX-ACH1X
DFPLAPO1.25X
SZX-ACH1.25X-2*3
DFPL1.5X-4
DFPL2X-4 *2
対物レンズ

SZX-ZB7
ズーム鏡体

LG-KLADP
KLライトガイド
ソケット

LG-DI
2分岐ライトガイド

SZ2-SPBW
白黒ステージプレート
SZX2-STL
大型架台*1 SZX2-EEPAとSZ2-STとは組み合わせできません。
*2 SZX2-ILLC10とDFPL2X-4とは組み合わせできません。
*3 SZX-ACH1.25XとSZX-STFとは組み合わせできません。
*4 SZX2-ILLC10に付属しています。

SZ2-CLGSI
インターロックライトガイド
SZ2-CLSSTAD
CLS 架台アダプター

SZ2-ST *1
標準架台

SZ2-CLSST
CL架台

SZ2-CLGCL
集光レンズ
SZ2-CLGDI
2分岐インターロックライトガイド*5 SZX2-ARTTRに付属しています。
*6 カメラアダプターU-TV0.35XC、SZX-ZB7ズーム鏡体またはSZX2-ZB10ズーム鏡体の組み合
わせにおいて、可変式アイポイントアジャスター機能を使用して高さを100mm以上にした場
合、カメラの撮影画像の端にゴーストが写り込む場合があります。

SZX2-ZB10 ズーム鏡体 組み合わせ時のシステム図
DP23-CU
カメラヘッドDP28-CU
カメラヘッドU-TV0.35XC-20.35X Cマウント
アダプター* 4

U-TV0.5XC-30.5X Cマウント
アダプター

U-TV0.63XC
0.63X Cマウント
アダプター

ソフトウェア *2

WHSZ10X-H
接眼レンズ

PC

SZX2-ARTTR
AR三眼鏡筒SZX2-EEPA
可変式
アイポイントアジャスター

LG-DFI
2分岐コンビネーション
ライトガイド
LG-LSLED
LED ライトガイド光源

HLL301(×2)
コレクターレンズ
LG-DI
2分岐ライトガイド

SZX2-ILLC10 *1
同軸落射照明装置

LG-DF
2分岐フレキシブル
ライトガイドLG-KLADP
KLライトガイド
ソケット

SZX2-ZB10
ズーム鏡体
DFPL0.5X-4
DFPL0.75X-4
DFPLAPO1X-4
SZX-ACH1X
DFPLAPO1.25X
SZX-ACH1.25X-2
DFPL1.5X-4
DFPL2X-4 *1
対物レンズ

ズーム倍率
センサー *2

SZ-LW61
白色LED
照明ユニットLG-R66
リングライトガイド

SZX-LGR66
リングライトガイド
アダプター

LEDリング照明ユニット

SZX2-ILR66

SZX2-RHSSZX2-ILLC
1/4 λ *3

SZX2-FOF
粗微動焦準装置

SZX2-FO
焦準装置

SZ2-SPBW
白黒ステージプレート

SZ2-SPBW白黒ステージプレート
SZX2-ST
標準架台

SZX2-STL
大型架台*1 SZX2-ILLC10とDFPL2X-4とは組み合わせできません。
*2 SZX2-ARTTRに付属しています。
*3 SZX2-ILLC10に付属しています。
*4 カメラアダプターU-TV0.35XC、SZX-ZB7ズーム鏡体またはSZX2-ZB10ズーム鏡体の組み合わせにおいて、可変式アイポイントアジャ
スター機能を使用して高さを100mm以上にした場合、カメラの撮影画像の端にゴーストが写り込む場合があります3

SZX2-ZB16 ズーム鏡体 組み合わせ時のシステム図
DP28-CU
カメラヘッドU-TV0.35XC-2
0.35X Cマウント
アダプター

DP23-CU
カメラヘッドU-TV0.5XC-3
0.5X Cマウント
アダプター

U-TV0.63XC
0.63X Cマウント
アダプター

ソフトウェア *2

SZX2-ARTTR
AR三眼鏡筒WHN10X-H
接眼レンズ

PC

SZX2-EEPA
可変式アイポイントアジャスター

HLL301(×2)
コレクターレンズ

SZX2-ILLC16 *1
同軸落射照明装置

LG-DFI
2分岐コンビネーション
ライトガイドLG-DI
2分岐ライトガイド

LG-LSLED
LED ライトガイド光源

LG-R66
リングライトガイド

LG-DF
2分岐フレキシブルライト
ガイド
LG-KLADP
KLライトガイド
ソケット

SZX2-ZB16
ズーム鏡体
ズーム倍率
センサー *2

SDFPLAPO 2XPFC *1
SDFPLAPO 1.6XPF *1
対物レンズ

SDFPLFL 0.3X
SDFPLAPO 0.5XPF
SDFPLAPO 0.8X
SDFPLAPO 1XPF
対物レンズ

SZX2-ILLC
1/4 λ*3

SZX2-FO
焦準装置

SZX2-FOF
粗微動焦準装置

SZ2-SPBW
白黒ステージプレート

SZ2-SPBW
白黒ステージプレート
SZX2-ST
標準架台

SZX2-STL
大型架台*1 SZX2-ILLC16とSDFPLAPO 1.6XPF /SDFPLAPO 2XPFCとは組み合わせできません。
*2 SZX2-ARTTRに付属しています。
*3 SZX2-ILLC16に付属しています。

LEDリング照明ユニット

SZX2-ILR66

SZX2-RHS

仕様
ハードウェアの仕様
鏡筒傾斜角：5～45度
眼幅調整範囲：57～80 mm
接眼レンズ固定つまみ付
光路切り替え機構：なし
観察倍率：1.25X、撮像倍率：1X
フロントパネルのボタン機能：AR像の明るさ調整（7段階）およびAR像のオン/オフ
入力コネクタ：HDMI x 1、USB 2.0（Type-C）x 1、DCジャックx 1
駆動電圧：AC 100～240 V（ACアダプター）
消費電力最大：10 W
主な機能：(a) ズーム倍率の取得（クリック位置のみ）(b) ソフトウェアで作成したスライドをの送り/戻し
出力コネクタ：USB 2.0（Type-C）
温度：10～35 °C
湿度：20～85%
電源電圧変動：±10%
汚染度：2（IEC60664-1による）設置カテゴリ（過電圧カテゴリ)：（IEC60664-1による）
II
設置場所 架台の傾き：±3°以下
屋内使用
高度：2000mまで
温度：5～40 °C
相対湿度：20～80%（31 °Cまで）（結露なきこと）
31℃以上では使用可能な湿度が直線的に下がり、34℃(70％) ～ 37℃(60%) ～40℃(50%)となる。

AR三眼鏡筒SZX2-ARTTR

ズーム倍率センサー

使用環境

安全規格上の条件

ソフトウェアの仕様
露出制御：自動と手動の切り替え
ISO感度調整：ISO100、200、400
ホワイトバランス調整機能：あり（ワンタッチ調整）
スナップ撮影
保存形式：BMP、JPEG、PNG
解像度：DP23：3088 × 2076、DP28：4104 × 2174
AR画像との同時保存ができます
録画
保存形式：mp4、mov コーデック：H264
音声形式：MP3 コーデック：mp3
解像度：DP23：1920 × 1080
（カメラ像の範囲：1600 × 1080）、DP28：1920 × 1080
（カメラ像の範囲：1920 × 1080）
カメラ像の範囲外は映像はありません
AR画像との同時保存ができます
ソフトウェアで、手順にリンクしたQRコードが生成可能
バーコードリーダーでQRコードをスキャンして、作成した手順書を顕微鏡視野内に呼び出し可能
対応バーコードリーダー
COM接通信ができること
QRコードが読み込めること
出力バーコード：QRコード
日本語、英語、中国語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、
フランス語

カメラ制御機能

撮影機能

バーコード機能

ソフトウェア表示言語
PCのシステム要件·本システムで使用するPCはIEC/EN60950-1またはIEC/EN62368-1準拠品をご準備ください。
·システムで使用するPCのシステム要件は以下の通りです。下記のシステム要件を満たしていても、すべての市販のPCとの組み合わせによる動作を保証するものではありません。

OS
OS言語
プロセッサーメモリ
ソフトウェアインストール必要ストレージ容量
グラフィックコントローラ
モニター解像度
USBインターフェース

モニターインターフェース

Windows 10 Pro（64-bit）、Windows 10 pro for Workstation（64-bit）
Windows 10バージョン：2004、21H1
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019
日本語、英語
第10世代Intel® Core™ i5以上、もしくは同等の性能のもの（推奨コア：4以上、クロック周波数：3.2 GHz）
8 GB以上
1 GB以上の空き容量
Intel UHD Graphics 630以上
1366 × 768以上
USB 2.0 Type-A x1（AR三眼鏡筒との接続用）
USB 2.0 Type-A x1（ズーム倍率センサー用）
USB 3.1 Type-A x1（DP23/DP28カメラ用）
HDMI x1（AR三眼鏡筒との接続用）
HDMI 1.4以上
HDMIコネクター：Type-A

株式会社エビデント• 当社は環境マネジメントシステムISO14001の認証取得企業です。
• 当社は品質マネジメントシステムISO9001の認証取得企業です。

• このカタログに記載の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。
• モニター画像ははめ込み合成です。
• 安全にお使いいただくために : 顕微鏡用照明装置には耐用年限がありますので、定期点検をお願い致します。詳細は当社HPをご覧ください。
• 仕様・外観については、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ：www.olympus-ims.com/ja/contact-us/
N8602559-072022