データシート

全光束分光測定システム illumia® Plus ２
測定目的に合った積分球と分光器の組み合わせが可能
Labsphere 社製の積分球を用いた全光分光測定システム illumia®
Plus は、LED 照明や多様なモバイルディスプレイ、液晶バックライトや蛍光灯・白熱灯などあらゆる発光体のルーメン値 ( 全光束値 )と分光スペクトルを、高精度かつ簡単に測定することができます。
用途に適した積分球と分光器の選択が可能です。
NIST トレーサブルの分光標準ランプを使用してのキャリブレーションにより、システム全体の校正を高精度に行えます。

特徴● 測定目的に合ったシステムを選定し、高精度の測定を実現● 電子モジュールを追加することで IES LM-79-19、IES LM-78 に適合した測定が可能● ランプのホットスワップが可能な設計で、効率良く測定● 専用ソフトウェア Integral® LM は、キャリブレーションルーチンを自動化し、短時間でのキャリブレーションを実行● Integral® LM のデータはエクセル形式にエキスポート可能
高い正確度を実現
illumia® シリーズは分光測定を行いますので、視感度補正フィルター付き検出器を用いた方式と比べ、正確度の高い測定を可能にします。フィルターによる補正では、実際の感度特性は視感度曲線と完全には一致せず、そのうえ波長によって不一致の程度が異なります。このことは、特定の狭い波長領域に強いピークのある光源 ( 白熱灯を除くほとんどの光源 ) の場合に大きな問題となります。
illumia® シリーズでは光測定を行い、付属の分光放射強度標準ランプで校正することによって、この問題を解決しています。
真の吸収補正が可能に全光束測定では、一般に測定対象自身による吸収の影響を取り除くための補正が実施されます。測定対象の吸収特性は波長に依存しますので、分光しなければ正確な吸収補正はできません。本システムが採用する分光測定方式は、自己吸収補正ランプ (AUX ランプ ) を使用して真の吸収補正を可能にします。
アプリケーション● パッケージ LED● バックライト● LED ディスプレイ● 様 々なライトモジュール、ライトアレイ、固体発光デバイスの評価、試験製品構成● 積分球 ( φ 25cm・50cm・100cm・165cm・195cm・300cm)● マルチチャンネル分光器 / オプティカルファイバー● 分光全放射束標準ランプ (2 π測定用 )● 自己吸収補正用ランプ (AUX ランプ )● 標準ランプ用電源● AUX ランプ用電源● 専用ソフトウェア Integral® LM
測定項目● 分光放射強度スペクトル● 分光放射強度● 全光束● 相関色温度● 色度座標● 色度図● 演色評価数● ドミナント波長● ピーク波長● 重心波長● 半値全幅● 色純度オプション● 分光全放射束標準ランプセット (3 個セット )● AUX 予備ランプ● 積分球中心部分にサンプルを設置する 4 π測定キット

データシート

測定サンプルに合った分光器の選定
illumia® Plus2 3020/3030

illumia® Plus2 800

illumia® Plus2 2600

【アプリケーション】【アプリケーション】【アプリケーション】● パッケージ LED● 室内照明● パッケージ LED●L ED クラスター● 屋外照明● LED クラスター●ミ ニチュアランプ

● 道路照明● ミニチュアランプ

●車 載ランプ● ランプ・照明器具● エンターテイメント用光源●L ED トロファー● LED● 車載ランプ●L ED 照明器具

● エンターテイメント用光源● LED トロファー●エ ンターテイメント用光源● 車載ランプ● LED 照明● トロファー● 電球型蛍光ランプ (CFL)● 電球型蛍光ランプ (CFL)● 蛍光灯● 蛍光灯● 有機 LED● 有機 LED

● HID ランプ● 低出力 LED● ハイスピード LED デバイス

【特徴】

【特徴】

● 高 速・低ノイズ・TE 冷却機能付き CCD● 類のない安定した測定【特徴】● 広い波長範囲●高 速 CCD アレイ検出器●コ ンパクトなサイズ●品
 質管理など、生産現場での使用に最適●高 感度アレイ検出器● ダークを分光器のシャッター開閉でリアルタイム測定● トリガー機能付きハードウェア● 長い露光時間でも、安定した測定● 内蔵の ND フィルターによって、高ダイナミックレンジを実現● 低迷光● ハイスピード● いくつかのデバイスを同時に測定● 高ダイナミックレンジ

illumia® Plus2 システムの標準周辺機器
プログラマブル DC 電源

ICM-500 コントロールモジュール

分光データ付き標準ランプ

標準ランプと AUX ランプ、また DCV サン

illumia® Plus2 の ICM-500 は、Integral® LM

各標準ランプは、ISO17025 認証の NVLAP

プルに安定した電流を供給するための DC

ソフトウェアとシステムの各ハードウェアが推奨するガイドラインに従い、米国ラブ電源です。電流値の選択、設定、コントローをつなぐコントロールモジュールです。

スフェアにて熟練の技術をもってキャリブルを Integral® LM を通して行います。

ICM-500 によって、自動で電流を供給・計レーションされています。

● プログラマブル DC 電流測を行うことができます。

●プ ログラマブル DC 電圧● 電流供給・計測用メインハブ●ラ ンプ点灯電流の制御● ２π・４π測定用直流電圧ルート●ラ ンプ操作タイマー● AUX ランプパワー用ルート●O N/OFF の簡単操作● サンプル用 DC・AC 電源ルート● フロントパネル操作、またはリモート操作● USB 接続● 電流・電圧のリードバックデータシート

Integral® Light Measurement ソフトウェア
特長・HTML5 対応ウェブブラウザをベースに起動。
・様々なデバイス、プラットフォームから場所を選ばず操作可能
・日本語、英語、中国語、韓国語、フランス語対応
・分光器、AC/DC 電源、温度コントロール、測定値モニターをコントロール
・使いやすいアプリケーション
・LabVIEW、NET、C、VBA をサポートするプログラミングインターフェイス (API)・単一ユーザーが複数のテストステーションを使用可能で、また複数のユーザーがあらゆる場所から同じテストステーションにアクセスすることも可能
・LM-79-19 と LM-78 に適合した積分球と分光器を採用した測定方法
・キャリブレーションルーチンの自動化
・ 測定レポートを取り扱う Report Generator 機能搭載
・あらゆる分野の標準色計算- x、y、u、v、u’、v’- 色温度 (CCT）- 演色評価数 (CRI：R1-R15、Ra)- 全光束 ( ルーメン値 )- 暗所視ルーメン値- Duv- ドミナント波長- ピーク波長- 半値全幅 (FWHM)- 重心波長- 色純度- ANSI AAL 2015
- TM-30-18 適合全範囲データ- ベクトルのグラフ

データシート

illumia® Plus2 800 仕様
illumia® Plus2

illumia® Plus2

illumia® Plus2

illumia® Plus2

illumia® Plus2

25cm 積分球

50cm 積分球

100cm 積分球

165cm 積分球

195cm 積分球

2π-AA-40022-050

AA-40022-100

AA-40022-165

AA-40022-195

4πAA-40024-025

AA-40024-050

AA-40024-100

AA-40024-165

AA-40024-195

LMS-025

LMS-050

LMS-100

LMS-165

LMS-195

システム

illumia® Plus2800

上記システムの製品構成
積分球
コントロールモジュール

ICM-500

DC 電源
分光放射強度2π

標準ランプ

4πLPS-175-27

LPS-525-42

2PI-1-INT-650

2PI-1-INT-1400

AUX ランプ

SCL-650

SCL-1400

AUX-650

AUX-1400

ランプソケットアセンブリ

2 π /4 π

ソフトウェアIntegral

積分球内壁補修キット

6080 コーティング剤、ツールキット

illumia® Plus2 800 スペック
システム

illumia® Plus2

illumia® Plus2

illumia® Plus2

illumia® Plus2

illumia® Plus2

25cm 積分球

50cm 積分球

100cm 積分球

165cm 積分球

195cm 積分球

波長範囲350 - 1000 nm

露光時間範囲ルーメン値

40 μ s - 5 sec ( 積分球のサイズに依存します )
min

max

min

max

min

nax

min

max

min

max

タングステン

0.039

1880

0.154

7500

0.616

16300

1.39

41000

2.46

57000

白色 LED

0.001

1770

0.003

7100

0.013

14500

0.030

37000

0.054

52000

暖白色 LED

0.001

1100

0.005

4500

0.020

13800

0.045

34000

0.080

47000

青色 LED

0.025

77

0.099

300

0.398

1200

0.895

2700

1.59

3800

赤色 LED

0.009

195

0.037

800

0.148

1100

0.334

3500

0.594

5000

周囲温度

100℃以下

データシート

illumia® Plus2 2600 仕様
illumia® Plus2

illumia® Plus2

illumia® Plus2illumia® Plus2illumia® Plus2

25cm 積分球

50cm 積分球

100cm 積分球

165cm 積分球

195cm 積分球

2π-AA-40072-050

AA-40072-100

AA-40072-165

AA-40072-195

4π

AA-40074-025

AA-40074-050

AA-40074-100

AA-40074-165

AA-40074-195

LMS-025

LMS-050

LMS-100

LMS-165

LMS-195

システム

illumia® Plus22600

上記システムの製品構成
積分球
コントロールモジュール

ICM-500

DC 電源
分光放射強度2π

標準ランプ

4πLPS-175-27

LPS-525-42

2PI-1-INT-650

2PI-1-INT-1400

AUX ランプ

SCL-650

SCL-1400

AUX-650

AUX-1400

ランプソケットアセンブリ

2 π /4 π

ソフトウェアIntegral

積分球内壁補修キット

6080 コーティング剤、ツールキット

illumia® Plus2 2600 スペックシステム
波長範囲illumia® Plus2

illumia® Plus2

illumia® Plus2

illumia® Plus2

illumia® Plus2

25cm 積分球

50cm 積分球

100cm 積分球

165cm 積分球

195cm 積分球

CDS-2600

350 - 1050 nm

露光時間範囲

8 ms - 900 sec ( 積分球のサイズに依存します )タングステン

ルーメン値

min

max

min

max

min

nax

min

max

min

max

0.007

3400

0.031

13800

0.12

22000

0.33

89000

0.47

124000白色 LED

0.003

1900

0.012

7600

0.04

30000

0.13

1140000.18

160000暖白色 LED

0.002

1300

0.009

5300

0.03

25000

0.09

98500

0.14

138000青色 LED

0.001

1400.002

600

0.0118000.02

60000.048300

赤色 LED

0.002

3300.007

13000.03

1900

0.07

7600

0.11

11000

周囲温度100℃以下

データシート

illumia® Plus2 3020/3030 仕様
illumia® Plus2

illumia® Plus2

illumia® Plus2

illumia® Plus2

50cm 積分球

100cm 積分球

165cm 積分球

195cm 積分球

2πAA-40082-050

AA-40082-100

AA-40082-165

AA-40082-195

4π

AA-40084-050

AA-40084-100

AA-40084-165

AA-40084-195

illumia® Plus22πAA-40092-050

AA-40092-100

AA-40092-168

AA-40092-1953030

4πAA-40094-050

AA-40094-100

AA-40094-165

AA-40094-195

LMS-050

LMS-100LMS-165

LMS-195

システム

illumia® Plus23020

上記システムの製品構成
積分球
コントロールモジュール

ICM-500

DC 電源

LPS-175-27

分光放射強度2π

標準ランプ

4π2PI-1-INT-040

AUX ランプ

2PI-1-INT-650

SCL-040

SCL-650

AUX-040

AUX-650

ランプソケットアセンブリ

2 π /4 π

ソフトウェアIntegral

積分球内壁補修キット

6080 コーティング剤、ツールキット

illumia® Plus2 3020/3030 スペック
システム

波長範囲

illumia® Plus2

illumia® Plus2

illumia® Plus2

illumia® Plus2

50cm 積分球

100cm 積分球

165cm 積分球

195cm 積分球

CDS-3020

350 - 830 nm

CDS-3030

350 - 1050 nm

露光時間範囲

5 ms - 20 sec ( 積分球のサイズに依存します )min

ルーメン値maxminnaxmin

max

min

max

タングステン

0.025

19000

0.100

76000

0.26

2100000.37

291000白色 LED

0.007

20800

0.013

83000

0.03

2270000.05

317000暖白色 LED

0.004

20000

0.009

79000

0.02

2150000.03

300000青色 LED

0.010

1100

0.018

4541

0.05

12300

0.07

17000

赤色 LED

0.008

1600

0.015

6245

0.04

17000

0.05

24000

周囲温度100℃以下

データシート

illumia® Plus2 φ 3M 積分球分光全光束測定システムオーダー情報システム
型番

illumia® Plus2

illumia® Plus2

illumia® Plus2

illumia® Plus2

800-300

2600-300

3020-300

3030-300

AA-40024-400

AA-40074-300

AA-40084-300

AA-40094-300

CDS-3020

CDS-3030

積分球

LMS-300

コントロールモジュール

ICM-500

電源

LPS-525-42

分光器

CDS-800

CDS-2600

分光放射強度標準ランプ

SCL-1400

AUX ランプ

AUX-1400

ランプソケットアセンブリ

4π

ソフトウェアIntegral® LM

積分球内壁補修キット

6080 コーティング剤、ツールキット

積分球重量462 kg

積分球最大高さ

3.6 m

積分球フットプリント

W150 X L201cm

illumia® Plus2 φ 3M 積分球分光全光束測定システムスペック
システム

タングステン

ルーメン値

illumia® Plus2

illumia® Plus2

illumia® Plus2

800

2600-300

3020-300 / 3030-300

min

max

min

max

min

max

5.54

1282501.06

2790000.83654750白色 LED

0.12

1170000.413600000.11713250

暖白色 LED

0.18

1057500.32310500

0.07675000

青色 LED

3.588550

0.09

18675

0.1638250

赤色 LED1.3411250

0.2524750

0.1154000

周囲温度100℃以下

データシート

illumia® Plus2 システム積分球スペック
積分球

LMS-025

LMS-050

LMS-100

LMS-165

LMS-195

型番AA-30000-025

AA-30000-050

AA-30000-100

AA-30000-165

AA-30000-195

積分球直径

積分球
フットプリント

Close 時Open 時

重量25 cm

50 cm

100 cm165 cm195 cm45.9 cm x 30.2 cm

74.1 cm x 50.4 cm

128.0 cm x 98.1 cm

185 cm x 165 cm

213.2 cm x 187 cm

x 39.1 cm

x 74.0 cm

x 166.7 cm

x 200 cmx 226 cm64.2 cm x 46.8 cm

103.7 cm x 89.9 cm

174.4 cm x 165.9 cm

269.3 cm x 271.8 cm

310 cm x 307.4 cm

x 39.1 cm

x 74.0 cm

x 166.7 cm

x 200 cmx 226 cm

4 kg

20 kg

92 kg

300 kg347 kg

53 cm

63 cm

積分球のカラー

Labsphere Blue

積分球オープンスタイル

開閉式

積分球アッセンブリ

アルミニウムベース

フレームスタイル

押出しアルミニウム

積分球コーティング

スペクトラフレクト

内壁反射率> 97% ( 公称値 )ポート数

6SMA アダプタ○

コサインコレクタ○

DUT 取付け 2 πポートサイズ

5.08 cm

15 cm

検出器取付けポートサイズ
検出器取付けポート数
ポートフレームリデューサ

1n/a

2
15 cm - 2.5 cm

33 cm - 15 cm

53 cm - 15 cm

15 cm - 2.5 cm

15 cm - 2.5 cm

15 cm - 2.5 cm温度プローブポートサイズ
ランプ最大サイズ (LM-79)
４π構造
ポート最大サイズまたは DUT 面積
2 π構造
長さのある DUT の最大サイズ( 積分球直径の 2/3 が目安 )DUT の最大表面積( 積分球内壁総面積に対して 2％が目安 )内壁コーティング耐熱

33 cm
1.25 cm

63 cm - 15 cm

2.5 cm< φ 7 cm

< φ 14 cm< φ 23 cm< φ 27 cm

33 cm 長67 cm 長110 cm 長

130 cm 長

φ 5.08 cm

φ 15 cm

φ 33 cm

φ 53 cm

φ 63 cm

20 cm271 cm2337 cm2

879 cm2

1246 cm2

15 cm

33 cm

66 cm

110 cm130 cm

13 cm250 cm2200 cm2545 cm2760 cm2

2.5 cm

100 ℃

データシート

アップグレードモジュールオーダー情報
IL-AC1IL-PM1型番：AA-40000-002

型番：AA-40000-001

・プログラマブル AC 電源 61603 シリーズ

・ザイトロン社製マルチチャンネルパワーアナライザ 2640 シリーズ

・ICM-500 接続用配線

・ICM-500、AC 電源接続用配線

オプションアクセサリオーダー情報システム

illumia® Plus2 - 800 , 2600

積分球

LMS-025

LMS-050

LMS-100

LMS-1652 π構造のシステムに 4 π構造を取付けるキット：ランプポスト、バッフル、ジャンクションボックス、4 π用分光放射強度ランプ

4 πキット ( 標準ランプ付き )含まれる

AA-30001-050

AA-30001-100

AA-30001-165

AA-30001-195

2 π構造のシステムに 4 π構造を取付けるキット：ランプポスト、バッフル、ジャンクションボックス

4 πキット含まれる

AA-30006-050

AA-30006-100

AA-30006-165

TPM-200TC-08

TPM-400TC-08

AS-03003-200

AS-03003-400

温度プローブモデル＃

TPM-100TC-08

温度モニターオーダー＃

AS-03003-100

2 π設置型

モデル＃

FFS-100-400

FFS-100-1000

標準ランプ

オーダー＃

AS-02768-100

AS-02768-200

システム

AA-30006-195

illumia® Plus2 - 3020/3030

積分球

LMS-050

4 πキット ( 標準ランプ付き )LMS-100

LMS-165

LMS-1952 π構造のシステムに 4 π構造を取付けるキット：ランプポスト、バッフル、ジャンクションボックス、4 π用分光放射強度ランプ
AA-30005-050

AA-30005-100

AA-30005-165

AA-30005-195

2 π構造のシステムに 4 π構造を取付けるキット：ランプポスト、バッフル、ジャンクションボックス

4 πキットAA-30006-050

AA-30006-100

AA-30006-165

モデル＃

TPM-200TC-08

TPM-400TC-08

温度モニターオーダー＃

AS-03003-200

AS-03003-400

2 π設置型

モデル＃

FFS-100-400

FFS-100-1000

標準ランプ

オーダー＃

AS-02768-100

AS-02768-200

温度プローブLMS-195

AA-30006-195

illumia® Plus → illumia® Plus2 アップグレードオーダー情報
ICM-500-175

ICM-500-350

ICM-500-525

型番：AA-40000-175

型番：AA-40000-350

型番：AA-40000-525

ICM-500、LPS-175-27DC 電源、ジャンパーケーブル、取扱

ICM-500、LPS-350-28DC 電源、ジャンパーケーブル、取扱

ICM-500、LPS-525-42DC 電源、ジャンパーケーブル、取扱

い 説 明 書 (2PI-INT-050、2PI-INT-600、SCL-500、SCL-600、い説明書 (AUX-75、AUX-100、FFS-100-100 向け )い 説 明 書 (2PI-INT-1400、AUX-1400、ISC-1400、SCL-1400

AUX-050、AUX-600、FFS-100-400 向け )向け )Integral LM-User ASM
型番：AS-81021-000
Integral の主要モジュールソフトウェアをアップグレードします。単一ユーザー、単一ライセンスとサポートを 1 年間行います

本社: 東京都文京区小石川1-4-12 文京ガーデンザウエスト801 TEL:03-3868-2634

西日本営業所: 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル3F
https://www.systems-eng.co.jp

TEL:06-6868-9790

E-mail: info@systems-eng.co.jp
仕様・価格は予告なく変更する場合がございます

20230831