データシート

イメージング色彩輝度計 ProMetric I シリーズ
世界で最も高速 ・ 最も高精度な高解像度イメージング色彩輝度計○ スピード・解像度・高精度に特化○ 人間の視感度と高い相関を持った色度・輝度測定○ CIE 等色関数に近い三刺激値フィルター○	幅 広いフォーカスとアパーチャ設定用 Smart CalibraitonTM により複数のレンズを選択○	現 在から将来にわたって複数アプリケーションに対応可能なフレキシブルなシステム○	Radiant Vision Systems 社 の 光 学 検 査 シ ス テ ム TrueTest™ とシームレスに連携特長
プロメトリック (ProMetric) I シリーズは、FPD・バックライト付キーパッド・LED 照明などの大量生産現場の要求に応えるためにデザインされました。高速・高解像度の CCD センサーに基づいた設計により、生産現場の自動検査において、測定範囲を広げたい・検査スループットを向上したい、どちらのご要望にもお応えできる性能を実現します。I シリーズは研究グレードの CCD センサーを中心に設計されており、LCD や OLED ディスプレイのピクセルごとの輝度分布測定・バックライト付キーボードの文字内の輝度測定・大型LED アレイを用いた照明器具の各 LED 素子ごとの色や明るさの測定などを可能にします。

I シリーズには Smart Technology™ 技術が使われており、簡単な操作で高精度な測定結果を得ることができます。
・Smart Control™: レンズのフォーカスとアパーチャーがソフトウェ
アから電子制御できます。従来の手動設定が不要となり、正確なセットアップが可能です。
・Samrt Touch™: 装置のバックパネルに設置されたタッチスクリーンを用いて、セットアップ・データ測定・結果表示をイメージン
グ色度計本体で行うことができます。
・Smart Calibration™: フォーカスとアパーチャーの設定をモニターし、自動的に正しい校正データを適用します。簡単なセットアップで確実に正確な測定結果を得ることができます。
生産ラインは過酷な環境であり、通信の信頼性を保つことは大きな課題といえます。I シリーズは高速 USB およびイーサネット通信をサポートしており、最も厳しい生産現場においても長距離にわたって信頼性の高い操作を行うことができます。

FPD・LED 照明や LED スクリーン・バックライト付キーパッド・組込パネル等の製造試験に特化して設計されました

ProMetric I は手動モード操作、または API を介してプログラミン
グをサポートに対応する ProMetric ソフトウェアが標準装備されており、Radiant Vision Systems 社の TrueTest™ 検査システムと併せて使用できるよう最適化されています。TrueTest は照明付キーパッド・FPD・照明等の大量生産現場に、完全なターンキーソリューションを提供します。I シリーズは、試験の範囲を広げたい、自動検査にかかる時間を短縮したい、どちらのご要望にも特化してデザインされています。

仕様
ProMetric I2

ProMetric I8

均一性試験、R&D

CCD 解像度 ( ピクセル )1600 × 1200

3296 × 2472

9568 × 6380

1.9 M

8.1 M

61.0 M

総ピクセル数生産、ディスプレイテスト、ピクセルレベル測定、色補正

センサタイプシステムダイナミックレンジ( 単一露光、ピクセル毎 )

CCD

CMOS

59 dB (1 × 1 ビニング )76 dB (1 × 1 ビニング )輝度 ( 最小 )0.00001 cd/m2 検出限界

0.00001 cd/m2

検出限界

0.0001 cd/m2 @ SN 比 600.0010 cd/m2@ SN 比 600.0005 cd/m2 @ SN 比 1000.0015 cd/m2@ SN 比 100

輝度 ( 最大 )10 cd/m ( オプション ND フィルタ使用 )システム精度 *照度 ± 3%; 輝度 (Y) ± 3%; 色度 (x, y) ± 0.003

短期間再現性 **照度 ± 0.02%; 輝度 (Y) ± 0.02%; 色度 (x, y) ± 0.00005

レンズタイプ焦点とアパーチャの電子制御

10

選択可能な焦点距離 (mm)224, 35, 50, 100, 200( 全角、H × V、°)

5, 100, 200

24 mm

20°
× 15°

24 mm

38°
× 30°

35 mm

14°
× 10°

35 mm

29°
× 22°

50 mm

40°
× 28°

50 mm

10°
× 8°

50 mm

21°
× 16°

100 mm macro

20°
× 14°

100 mm macro

5°
× 4°

100 mm macro

10°
× 8°

200 mm

11°
× 7°

200 mm

3°
× 2°

200 mm

5°
× 4°

視野

測定時間 (100 cd/m2) ***0.3 sec - 輝度 (Y)

0.4 sec - 輝度 (Y)

0.6 sec - 輝度 (Y)1.1 sec - カラー

1.2 sec - カラー

1.8 sec - カラー

輝度、放射束、照度、放射照度、光度、放射強度、CIE 色度座標、L*a*b* カラースケール、相関色温度 (CCT)、

空間分解測定可能な項目

ドミナント波長foot-lambert, cd/m2, nit, W/sr/m2, foot-candeles, lux, lux·s, W/m2,W·s/m2, candela, W/sr, CIE (x,y) および (u’,v’), ケ

単位

ルビン (CCT)

通信インターフェース

10 ギガビットイーサネット (10 GigE)

イーサネット 100/1000, USB 2.0

電源

100–240 V, 50–60 Hz, 140 W

LCD タッチパネル

解像度 : 800 × 600; 対角 : 125 mm

寸法 (H × W × D)

*ProMetric I61

主なアプリケーション

238 × 181 × 230 mm

重量4.9 kg

4.6 kg

動作温度

0 – 30℃

5 - 35℃

100 x 100 ピクセルの仮想検出器サイズに基づく。

**	CIE 標準光 A、または特定のスペクトルに対するユーザー校正に基づく。100 x 100 ピクセルの仮想検出器サイズ、最小露光時間 10ms に基づく。
***	100 cd/m2、イーサネット
レンズ

校正済アパーチャ

Canon EF 24 mm

f/4.7

f/2.8 USM

f/8

Canon EF 35 mm

f/2.3 or f/4.0*

f/2.0 USM

f/8

Canon EF 50mm R

f/2.8

f/2.0 USM

f/8

Canon EF 100 mm

f/3.3

f/2.8 Macro IS USM

f/8

Canon EF 200 mm

f/3.3

f/2.8 USM

f/8

* f/4.0 は 29M・61MP システム向け

ProMetric オプション

システム要件○ ニアフィールド配光測定システム：SIG○ Intel® Core™ i7-8086 CPU @4.00 GHz○ LED スクリーン校正システム○ 32 GB 搭載 RAM：VisionCAL○デ ィスプレイ検査・ムラ解析システム ：TrueTest, TrueMura○ Windows 10 or 64 bit○ キーボード解析システム：PM-KB○ Ethernet 100/1000, USB 2.0 port (I2,○ 顕微輝度測定システム：PM-AM○ ヘッドライト解析システム：PM-HL○ヘ ッドマウントディスプレイ評価システム：AR/VR レンズ○ FPD 視野角測定システム

I8, I29)○ デスクトップ PC：PCI-E x8 lane slot (I61)○ ノート PC：Thunderbolt 3 Port (I61)：Conoscope レンズ

ProMetric I シリーズイメージング色彩輝度計と、それらに付属する電子制御レンズは、全体の有効な距離と 特定の 2 つのアパーチャ設定で工場出荷時に校正されます。
レンズは焦点 ( 動作距離 ) と絞りを電子的に制御可能で、最適なフラットフィールド補正が自動で行われます。

本社: 東京都文京区小石川1-4-12 文京ガーデンザウエスト801 TEL:03-3868-2634西日本営業所: 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル3F
https://www.systems-eng.co.jp

E-mail: info@systems-eng.co.jp

TEL:06-6868-9790
仕様・価格は予告なく変更する場合がございます

20230404