ノンフロン製品ダイジェスト

環境に配慮した製品をお選びいただけます

ノンフロン製品の導入メリット

01

02

03

温室効果ガス排出量

定期点検および修理

廃棄時のフロン回収・低減に貢献

実施時の記録・保存が不要

証明書発行・運搬など費用負担が不要ノンフロン製品 ダイジェスト
現在地球温暖化が深刻化しています。フロン類は地球温暖化に影響を及ぼす物質ですが、弊社はフロン類を使わないノンフロン製品をラインナップしており地球環境への貢献に努めています。さらに、ノンフロン製品は「フロン排出抑制法」対象外であり定期点検を行う必要がありません。これにより地球環境保護と使用者の負担軽減の両面でメリットがあります。

コンパクトサイズの汎用チラー
外部密閉系冷却水循環装置 ネオクールサーキュレーター

冷凍機方式：空冷、冷媒：R290

CF303N
型式

商品コード

温度制御範囲

冷却能力

電源価格（税抜）

CF303N

221675−20～30℃

約520W at 液温10℃

AC100V¥258,000

コンパクトサイズなので、実験台の上にも下にも設置可能です。

写真は CF303N

ロータリーエバポレーターの冷却に最適

真空系装置から排出する溶媒を効率よく捕集
冷却トラップ

冷凍機方式：空冷、冷媒：R600a/R1150/R50

CA200/801
型式

商品コード

最大除湿容量

最低到達温度電源

価格 ( 税抜 )CA2002214750.4kg－85℃以下AC100V¥470,000

CA801

2214371.0kg－85℃以下AC100V¥620,000※酸、有機、水系により別途ガラスコンデンサ等が必要になります。

真空乾燥器や減圧装置から排出される水や酸などの溶媒蒸気を真空系内で効率良く捕集しますので、実験者の作業環境保全に繋がります。

真空乾燥器 DP610

写真は CA20002

写真は CA801

冷却トラップ CA801

真空乾燥器の接続に。ポンプ保護におススメ

真空ポンプ PD204

コンプレッサーを使わないため低振動を実現
低温恒温器（インキュベーター） 冷却方式：ペルチェ素子、強制放熱方式

IJ102/102W/202/302
型式

商品コード

IJ102

221267

IJ102W

221268IJ202221269IJ302

221270温度制御範囲容量

電源¥312,000

15.6L
5〜60℃

27L

価格（税抜）

AC100V¥336,000¥407,000¥495,000

43L※ IJ102Ｗは観測窓付きです。

冷却方式にコンプレッサーを使わないため、低振動を実現しました。タンパク質の結晶化など、振動を嫌う培養に適しています。
強制送風循環方式ですが、風を嫌うサンプルに対応するエアジャケット（オプション）をご用意しておりますので、自然対流としてもご使用いただけます。

写真は IJ102

ドライアイスや液体窒素の補充から解放（低温合成反応に最適）
低温バス 冷却方式：スターリングクーラー 、ヘリウム冷媒

BLG100/200
型式

商品コード

温度制御範囲最大適用容器サイズ

BLG100221704－80～0℃

100ml
三口フラスコ

BLG200221705－40～0℃

500ml
三口フラスコ

電源

AC100V

価格（税抜）¥659,000¥750,000

スターラー付のオールインワン液体冷却槽（液体冷媒は（エタノール、フッ素系エーテル）やアルミビーズを使用）。
複数の反応を同時に撹拌できる強力なネオジウムマグネットを採用。

写真は BLG100

熱を嫌うサンプルの乾燥に凍結乾燥器（フリーズドライヤー） 冷凍機方式：空冷、冷媒：R600a/R1150/R50

DC801
型式

商品コード

トラップ冷却温度

除湿量

電源価格（税抜）

DC801212538－85℃

1.0L

AC100V¥844,000※フラスコ取り付け用チャンバ、多岐管、フラスコキャップ、ガラス容器はオプションとなります。

缶内に付着した氷の解凍、取り除きがスムーズなホットガスバイパス方式を採用しています。
ピラニ真空計により、精度の高い凍結乾燥が可能です。

写真は DC80103

お手持ちの水槽を冷却・加熱・保温できる恒温水循環装置
外部開放系循環装置 クールニクス サーキュレータ 冷却方式：空冷電子冷却（ペルチェ素子）

CTA402/402S/802/802S
CTW402/402S/802/802S
型式

商品コード

CTA402221635

CTA402S

221643

CTA802221637

CTA802S

221645

CTW402221631CTW402S

221639CTW802221633

CTW802S

221641方式

温度制御範囲電源価格（税抜）¥638,000

空冷電子冷却 /一体型
（S：分離型）¥723,000

０～70℃¥965,000
AC100V

水冷電子冷却 /一体型
（S：分離型）¥1,082,000¥600,000¥676,000－10～70℃¥918,000¥990,000

写真は CTA402

給水接続による水冷放熱方式（CTW 型）と給水接続不要の空冷放熱方式（CTA 型）があります。
最大流量は402タイプで8L/min、802タイプで11L/min です。

機能を抑えたシンプルな外部開放循環装置
クールニクス サーキュレータ 冷却方式：空冷電子冷却（ペルチェ素子）

CJA400/800
CJW400S/800S
型式

商品コード

方式

温度制御範囲CJA400221700空冷電子冷却 /一体型

0～70℃

CJA800221702CJW400S

221701CJW800S221703

水冷電子冷却 /分離型

電源価格 ( 税抜 )¥583,000

AC100V−10～70℃¥832,000¥578,000¥841,000

給水接続による水冷放熱方式（CJW 型）と給水接続不要の空冷放熱方式（CJA 型）があります。
最大流量は400タイプで7/8L/min（50/60Hz）、800タイプで 9/11L/min（50/60Hz）です。
写真は CJA400

注意

本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。
ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

◦仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。◦製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。◦価格には、消費税が含まれておりません。
◦記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「Ⓡ」は記載しておりません。

お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

Cat.No: C1653A

本 社 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエア Y棟36階
お客様総合サービスセンター

ヤマト科学ウェブサイト

受付時間 9:00〜12:00、13:00〜17:00 土日祝除く

メールでのお問い合わせは、ヤマト科学ウェブサイトより受付しております

0120-405-525 www.yamato-net.co.jp＜国内営業・サービス拠点＞
札 幌 (011)204-6780 仙 台 (022)216-5701 前 橋 (027)280-4650
東 京 (03)5827-3525 東京西 (042)352-3211 川 崎 (044)540-3751
静 岡 (054)653-0510 名古屋 (052)202-3051 北 陸 (076)443-8603
山 口 (083)974-4760 福 岡 (092)263-7550
Copyright© Yamato Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved.

＜海外拠点＞筑 波 (029)852-3411
横 浜 (045)828-1631
京 滋 (075)343-7201

北関東 (048)642-2569
厚 木 (046)224-6911
関 西 (06)6101-3112

千 葉 (043)241-7085
長 野 (026)291-6001
広 島 (082)221-0921

サンフランシスコ
北 京
東 莞

重 慶
広 州ケルン

上西海安

このカタログの記載内容は2024年8月現在のものです。