Comprehensive Reverse
Shoulder System

Comprehensive Reverse Shoulder System
Simple. Versatile.
コンプリヘンシブリバースショルダーシステムは次世代のリバースショルダーシステムとして人工肩関節領域以外で得られた多くの知見を基に開発されました。本システムの特長はシンプルでありながらも実際の臨床現場でのフレキシビリティーの高さにあります。1-543

12

Technical Design Features
1上腕骨ステム4◦コンプリヘンシブ“プラットフォーム”ステムすべての使用が可能（ミニ、スタンダード、フラクチャー、リビジョン）◦既に臨床応用されているE1ポリエチレンは体内での抗酸化性能を上げ良好な長期成績を期待1-8◦リテンティブライナーを用いることで最大3mmのグレノスフィアの被りを増すことでポリエチレン厚を変えずに三角筋テンション・安定性に応じたコンストレインの調整・選択が可能◦45/135度のネックアングル◦バイオロジカルな固定を向上し長期の臨床成績を持
つPPSコーティング13
2ジョイントスペースオプション◦ヒューメラルトレイとベアリングの組み合わせにより5～18mmまで症例に合わせた調整が可能となる豊富なバリエーション

3ヒューメラルトレイ◦長期にわたり強固で確実な固定を実現するRingLocTechnology◦簡便なステップでベアリング交換も可能◦アナトミカルからリバースへステムを抜去せずに移行が可能◦６ヶのスーチャーホールを有し骨折やリビジョン等様々な症例へ柔軟な対応が可能

E1ポリエチレンヒューメラルベアリング

5バーサダイアルグレノスフィアヘッド
◦100万サイクル試験で信頼の製品性能が証明される
ユニークで信頼性の高いモジュラーシステム11◦最大4.5mmのオフセットを可能とし下方設置を行うことで良好なROM獲得とスカプラーノッチング発生リスクを軽減するユニークなシステム12◦ヘッドの高さも術中に選択可能12

687566.5mm径のセントラルスクリューシステム◦ポストタイプグレノイドベースプレートよりも約10倍の固定性、約2.3倍のせん断応力耐性を獲得するセントラルスクリューシステム1074.75mm径ペリフェラルスクリューシステム◦マイクロモーション発生を抑制することでバイオロジカルな固定を獲得しグレノイドベースプレートの固定性を向上9,10◦ロッキングスクリューの固定角度は5度、ノンロッキ
ングスクリューは12度まで任意な角度で挿入可能

8

グレノイドベースプレート◦25mm径と28mm径の選択が可能◦25年の臨床成績を持つPPS13にHAをコーティングし、グレノイドと強固なバイオロジカル固定を期待◦簡便でシンプルな手術器械によって下方傾斜10度設置を実現

Comprehensive Reverse Shoulder System
Infinite glenosphere options
ベースプレートとモジュラーバイコーティカルスクリューによってグレノイドベースプレートの良好な固定を可能とします。スカプラーノッチング発生リスクを最小化させるためにほとんどの場合、下方オフセットが選択されています。本システムではユニークなバーサダイアルグレノスフィ
アヘッドによって術中判断でヘッド高さ・オフセット位置を決定できます。

スクリューオプション◦6.5mmセントラルスクリューを用いたコンプレッションによりグレノドとの強固な固定を実現10
20-50mmまで5mm毎◦4.75mmペリフェラルスクリューはロッキング又はノンロッキングタイプの選択が可能
15-45mmまで5mm毎◦ロッキングスクリューは5度の角度で固定され、ノンロッキングスクリューは12度まで任意な角度で挿入可能

28mm径

25mm径

グレノイドべースプレート

グレノスフィアヘッド

◦HA+PPSでバイオロジカルな固定を促進◦36mm径と41mm径の選択が可能◦ロ ー プ ロ フ ァ イ ル な 形 状 の ミ ニ
25mm径 と ス タ ン ダ ー ド28mm径から選択可能◦0.5mm～4.5mm*までの任意選択可能なオフセットオプションとヘッド設置位置選択が可能。
（*36mm径STDヘ ッ ド の 場 合 の み1.5mm～3.5mm）◦セントラルボス形状によりせん断応力耐性と固定性を向上11◦術中トライアルでヘッド高さ選択が可能（0mm、+3mm、+6mm）

Comprehensive Reverse Shoulder System
Humeral stem options
コンプリヘンシブリバースシステムはコンプリヘンシブ
ショルダーシステムを土台としてデザインされています。
これはプライマリー時の各種ステム（ミニステム・スタン
ダードステム・リビジョンステム・フラクチャーステム）が強固に固定されている場合にはステムを抜去せずにリバース型へ移行できる製品仕様であることを特長としています。

スタンダード ステム
122 mm（長さ）4-14 mm（径・1mm刻み）

コンプリヘンシブショルダーステム◦プラットフォームシステム採用で上腕骨ステムを共通化（ミニ、スタンダード、フラクチャー、リビジョン）◦プライマリーリバース症例でもリバースへのコンバージョン時にも使用可能◦セメント・ノンセメントの双方で使用可能◦長期臨床成績を持つPPSコーティングが施された
ステム近位部13◦45/135度のネックアングル

ミニ ステム
83 mm（長さ）4-14 mm（径・1mm刻み）

リビジョン ステム
194 mm（長さ）4-14 mm（径・2mm刻み）

フラクチャー PPS ステム
122 mm（長さ）4-14 mm（径・2mm刻み）

ヒューメラルトレイ

E1ヒューメラルベアリング◦強固な固定を実現するRingLocは簡便な作業でベアリングライナーの交換も可能◦スタンダード、＋3mmに加えて＋3mmリテン
ティブタイプより選択可能－ベアリング厚（関節面テンション）を変えずに
グレノスフィアの被りが最大3mm高くなる+3mmリテンティブタイプはリビジョン等
関節安定性を求めるケースに対応◦スタンダード、+5mm、+10mmの 厚 み よ り 選 択 可 能 で6ヵ 所 のスーチャーホールにより様々な症例への対応が可能+3 リテンティブ+3 STD◦12度 の ア ン グ ル を 有 し、ヒ ュ ー メ ラ ル ト レ
イとあわせたトータルのネックアングルは33/147度

Ordering Information
スタンダードステム
カタログ番号113644
113645113646113647113648113649113650113651113652113653113654

長さ：122mm
サイズ（径）
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm

122mm

材質：コバルトクロム合金
販売名：コンプリヘンシブ リバース ショルダー システム
承認番号：22700BZX00232000

カタログ番号115370
115375115378

材質：チタン合金
販売名：コンプリヘンシブ ショルダー プライマリー ステム
承認番号：22200BZX00934000

ミニステム
カタログ番号113624
113625113626113627113628113629113630113631113632113633113634

長さ：83mm
サイズ（径）
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm

83mm

高さ
STD
+5mm
+10mm

ヒューメラルベアリング E-Poly
カタログ番号
サイズ（外径 / ヘッド径）
高さ
EP-115393
44/36mm
STD
EP-115394
44/36mm+3mm
EP-115395
44/36mm+3mmRET
EP-115396
44/41mm
STD
EP-115397
44/41mm+3mm
EP-115398
44/41mm+3mmRET
材質：超高分子量ポリエチレン
ビタミン E
販売名：コンプリヘンシブ リバース ショルダー システム
承認番号：22700BZX00232000

リングロックプラスリプレースメントリング
カタログ番号
サイズ106021
21
材質：チタン合金
販売名：リジェネレックス ポーラス ヒップ システム
承認番号：22200BZX00712000

長さ：194mm
サイズ（径）
6mm
8mm
10mm
12mm

材質：チタン合金
販売名：コンプリヘンシブ ショルダー リビジョンステム
承認番号：22300BZX00233000

ヒューメラルトレイ
サイズ（径）
44mm
44mm
44mm

材質：コバルトクロム合金
販売名：コンプリヘンシブ リバース ショルダー システム
承認番号：22700BZX00232000

材質：チタン合金
販売名：コンプリヘンシブ ショルダー プライマリー ステム
承認番号：22200BZX00934000

リビジョンステム
カタログ番号113666
113668113670113672

バーサダイアルグレノスフィアヘッド
カタログ番号
サイズ（径）
高さ
11531036mm
STD
11531336mm+3mm11531636mm+6mm11532041mm
STD
11532341mm+3mm
11532641mm+6mm194mm

カタログ番号
115394115395115396115397115398115399115400セントラルスクリュー
サイズ（径）
6.5mm
6.5mm
6.5mm
6.5mm
6.5mm
6.5mm
6.5mm

長さ
20mm
25mm
30mm
35mm
40mm
45mm
50mm

（グレー）

材質：チタン合金
販売名：コンプリヘンシブ リバース ショルダー システム
承認番号：22700BZX00232000

Versa-Dial ヘッドアダプター
カタログ番号仕様
118001
コンプリヘンシブ用
材質：チタン合金
販売名：コンプリヘンシブ ショルダー フラクチャー システム
承認番号：22300BZX00045000
組み合わせて使用します

グレノイドベースプレート
カタログ番号
サイズ（径）
11533028mm

カタログ番号
180550180551180552180553180554180555180556

ロッキングスクリュー
サイズ（径）
4.75mm
4.75mm
4.75mm
4.75mm
4.75mm
4.75mm
4.75mm

長さ15mm
20mm
25mm
30mm
35mm
40mm
45mm

材質：チタン合金
販売名：コンプリヘンシブ リバース ショルダー システム
承認番号：22700BZX00232000

グレノイドベースプレート・専用アダプター
カタログ番号
サイズ（径）
010000589
25mm

ノンロッキングスクリュー
カタログ番号
サイズ（径）
1805574.75mm1805584.75mm1805594.75mm1805604.75mm1805614.75mm1805624.75mm1805634.75mm

材質：チタン合金 / ハイドロキシアパタイト
販売名：コンプリヘンシブ リバース ショルダー システム
承認番号：22700BZX00232000

材質：チタン合金
販売名：コンプリヘンシブ リバース ショルダー システム
承認番号：22700BZX00232000

材質：チタン合金 / ハイドロキシアパタイト
販売名：コンプリヘンシブ リバース ショルダー システム
承認番号：22700BZX00232000■はオプションです。

（ブルー）

長さ15mm
20mm
25mm
30mm
35mm
40mm
45mm

（ゴールド）

コンプリヘンシブショルダーフラクチャー PPS ステム
カタログ番号
サイズ（径×長さ）
12-113554
4mm × 122mm
12-113556
6mm × 122mm
12-113558
8mm × 122mm
12-113560
10mm × 122mm
12-113562
12mm × 122mm
12-113564
14mm × 122mm
材質：コバルトクロム合金
チタン合金
販売名：コンプリヘンシブ ショルダー フラクチャー PPS ステム
承認番号：22700BZX00110000

122mm

Versa-Dial ヒューメラルヘッド
カタログ番号
ヘッド径
高さ
11312238mm
19mm
11312438mm
21mm
11333242mm
18mm
11313442mm
21mm
11313642mm
24mm
11334246mm
18mm
11334446mm
21mm
11334646mm
24mm
11335350mm
21mm
11315550mm
24mm

曲率39mm
38mm
46mm
43mm
42mm
53mm
50mm
47mm
57mm52mm

材質：コバルトクロム合金
販売名：コンプリヘンシブ ショルダー フラクチャー システム
承認番号：22300BZX00045000

コンプリヘンシブ ポジショニングスリーブ
カタログ番号
内径
外径1135744mm
6mm
1135754mm
7mm1135766mm
8mm
1135776mm
9mm
1135788mm
10mm
1135798mm
11mm
11358010mm
12mm
11358110mm
13mm
11358212mm
14mm
11358312mm
15mm
11358414mm
16mm
11358514mm
17mm
材質：ポリメチルメタクリレート
販売名：コンプリヘンシブ ショルダー フラクチャー システム
承認番号：22300BZX00045000

ハイブリッド グレノイド
カタログ番号
サイズ
113952スモール 4mm
113954
ミディアム 4mm
113956
ラージ 4mm
材質：超高分子量ポリエチレン
チタン合金
販売名：コンプリヘンシブ ショルダー フラクチャー システム
承認番号：22300BZX00045000

ハイブリッド グレノイド ポスト
カタログ番号
材質PT-113950 ＊Regenerex
113951 ＊＊ポリエチレン＊材質：チタン合金
販売名：コンプリヘンシブ ショルダー リビジョンステム
承認番号：22300BZX00233000

バイオモジュラー ヒューメラル ヘッド
カタログ番号
径厚さ
11375740mm
22mm
11376040mm
15mm
11376240mm
20mm
11376344mm
15mm
11376444mm
17mm
11376644mm
22mm
11376844mm
27mm
11376948mm
19mm
11377048mm
24mm
材質：コバルトクロム合金
販売名：バイオモジュラー ショルダーシステム
承認番号：21600BZY00415000
・径は曲率（直径）です。
・厚さはヘッドとステム間の約2.0mmの間隙を含みます。

■はオプションです。

＊＊材質：超高分子量ポリエチレン
チタン合金
販売名：コンプリヘンシブ ショルダー フラクチャー システム
承認番号：22300BZX00045000

グレノイド コンポーネント オールポリ キール タイプ
カタログ番号サイズ113849
スモール 4mm
113850スモール 7mm
113851
ミディアム 4mm
113852
ミディアム 7mm
材質：超高分子量ポリエチレン
ステンレススチール
販売名：バイオモジュラー ショルダーシステム
承認番号：21600BZY00415000

曲率（直径）

高さ
ヘッド径

Comprehensive Reverse Shoulder System
Biomet Comprehensive Shoulder System 参考資料・論文
REVERSE SHOULDER ARTICLESANATOMIC SHOULDER ARTICLES

ShoulderShoulderShort-stem Uncemented Primary Reverse

Shoulder hemiarthroplasty for the treatment

Shoulder Arthroplastyof three and four part fracture of the proximal- Clinical and Radiological Outcomes

humerus using Comprehensive Fracture Stem

S.A.Giuseffi, P.Streubel, J.Sperling,

N.Shah, H.J.Iqbal, S.Brookes-Fazakerley,

J.Sanchez-Sotelo

C.Sinopidis

ShoulderShoulder and Elbow

Management of Proximal humerus fractures

Observations on Retrieved Glenoid Components

utilizing reverse shoulder Arthroplasty

From Total Shoulder Arthroplasty

K.J.Jones, D.M.Dine, L.Gulotta, J.S.Dines

S.J.Nho, D.Nam, O.L.Ala, E.V.Craig, R.

Shoulder and Elbow

F.Warren, T.M.Wright

Humeral Component Retroversion in Reverse

Mini Humeral Stem

Total Shoulder Arthroplasty:A Biomechanical

Total Shoulder Arthroplasty Utilizing Mini-StemStudy

Humeral Components: Technical and Short -L.V.Gulotta, D.Choi, P.Marinello, Z.Knutson,

Term Results

J.Lipman, T.Wright, F.A.Cordasco, E.V.Craig,

P.W.Jost, J.S.Dine, M.H.Griffith, M.Angel,

R.Warren

D.W.Altchek, D.M.Dine

ShoulderGLENOID TESTING

Effect of Glenosphere Positioning on

Comparison of Conforming and Nonconforming

Impingement-Free Internal and External Rotation

Retrieved Glenoid Components

After Reverse Total Shoulder Arthroplasty

S.J.Nho, O.L.Ala, C.C.Dodson, M.P.Figgie,

X.Li,.Z.Knutson, D.Choi, D.Lobatto, J.Lipman,T.M.Wright, E.V.Craig, R.F.Warren

E.V.Craig, R.Warren, L.V.Gulotta
SIGNATURE GLENOID THCHNOLOGY
Shoulder Alignment Obtained with the Signature
Glenoid Guide Sysytem:A Cadaver Study

資料・論文につきましては弊社営業担当へお問い合

W.S.Pietzak,PhD.

わせください。

References
1. Data on file at Biomet. Bench test results not necessarily indicative of clinical performance.
2. Trodonsky, S. et al. Performance Characteristics of Two-piece
Acetabular Cups Series II. Scientific Exhibit. 62nd Annual AAOS
Meeting. Atlanta, GA. 1996.
3. Fehring, T.K. et al. Motion at the Modular Acetabular Interface: AComparative Study. Scientific Exhibit presented at the American
Academy of Orthopaedic Surgeons. 62nd Annual Meeting.
Atlanta, GA. 1996.
4. Rosner, B.I. et al. Cup/Liner Incongruity of Two Piece Acetabular
Designs: Implications in the Generation of Polyethylene Debris.
Scientific Exhibit presented at the American Academy ofOrthopaedic Surgeons. 60th Annual Meeting. New Orleans, LA.
1994.
5. Trodonsky, S. et al. Performance Characteristics of Two-piece
Acetabular Cups. Scientific Exhibit presented at the American
Academy of Orthopaedic Surgeons. 59th Annual Meeting. SanFrancisco, CA. 1992.
6. Kurtz, S., et al. The UHMWPE Handbook: Ultra High Molecular
Weight Polyethylene in Total Joint Replacement (2nd ed.).
Elsevier Academic Press. San Diego, CA. 2009.
7. Teramura et al. Reduced biological response to wear particles
from UHMWPE containing vitamin E. 55th Annual Meeting of theOrthopaedic Research Society; Poster No. 2377.
8. Bladen, CL. et al. The Anti-Inflammatory Properties of Vitamin
E Significantly Reduce TNF-α Release from Primary Human
Monocytes after Stibulation with UHMWPE Wear Particles.
International UHMWPE Meeting, Philadelphia, PA. 2011.
9. Jasty, M.; Bragdon, C.; Burke, D. et al. In Vivo Skeletal
Responses to Porous-Surfaced Implants Subjected to Small
Induced Motions. Journal of Bone and Joint Surgery (Am). 79:
707–14, 1997.
10.Fankle, M. Biomechanics of A Reverse Shoulder Total
Prosthesis. San Diego Shoulder Course. pgs. 55–110. San
Diego, CA 2007.
11. Data on file at Biomet.
12.Kelly, J.; Humphrey, S.; Norris, T.; et al. Optimizing Glenosphere
Position and Fixation in Reverse Shoulder Arthroplasty, Part
One: The Twelve-mm Rule. Journal of Shoulder and Elbow
Surgery, July/August: 589–594, 2008.
13.McLaughlin, J.R. and Lee, K.R. Survivorship at 22 to 26 Years
Reported with Uncemented Tapered Total Hip Stem. Orthopedics
Today. 30(1): 1, 2010.

● カスタマーサービス（商品のご注文）

Tel. 0463-30-4801
Fax. 0463-30-4821

ジンマー バイオメット● 製品のお問合せ
Tel. 03-6402-6619
本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階（代表）Fax. 03-6402-6620
Tel. 03-6402-6600
営業拠点：札幌、仙台、北関東、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、
福岡
https://www.zimmerbiomet.com/ja© 2018 Zimmer Biomet G.K.
C3081-2（E）3/2019 Comprehensive Reverseショルダーカタログ