Podtech/llm-jp-corpus-v4-ja_sip_comprehensive_pdf huggingface dataset:
ＦＰＢＳデータシート

センサ素子／絶対圧■特長
超小型、大気圧および水深の計測が可能■型式
ＦＰＢＳ－０４

Ａ

定格圧力

圧力の種類
Ａ：絶対圧

モデル名
重量（ｇ）

ＲｏＨＳ対応0.11

測定圧力範囲（kPa･abs）

型 式62.1～434.7

FPBS-04A

101.3～905.5

FPBS-82A■仕様
型 式
FPBS-04A
FPBS-82A
使用条件および推奨動作条件
圧力の種類
絶対圧
定格圧力
434.7
905.5
測定圧力範囲62.1～434.7
101.3～905.5
精度保証温度
10～40
5～35
圧力媒体
非腐食性気体、水、海水 ※駆動電流（定電流）0.15
絶対最大定格
最大負荷圧力1961
2942
最大駆動電流3.0
使用温度-20～70保存温度-30～85使用湿度30～80 （結露しないこと）
電気的性能（駆動電流 0.15mADC 定電流、温度 Ta=25℃）
出力スパン電圧
2.5～7.0 （at 62.1～101.3kPa･abs）
5.0～9.0 （at 101.3～905.5kPa･abs）
オフセット電圧
1.0～11.0 （at 62.1 kPa･abs）-1.0～3.0 （at 101.3 kPa･abs）
ブリッジ抵抗3000～4500
応答速度2（参考値）
精度
ｵﾌｾｯﾄ電圧温度特性±5%FS /10～40℃±5%FS /5～35℃
感度温度特性
2.5%FS /10～40℃
2.5%FS /5～35℃
直線性±0.5%FS （62.1～101.3kPa･abs）±0.5%FS （101.3～905.5kPa･abs）

単位－kPa･abs
kPa･abs℃－mADC
kPa･abs
mADC
℃
℃
%RH
mVmV
Ω
msec.
%FS%FS%FS※ただし､水または海水に 常時 浸る環境では使用できません。
この製品は簡易防水構造です。一定時間で水中から引き上げられる使い方を前提としています。
海水、河川、湖沼などの投げ込み式の機器などのように 常時、長期間 水中に置かれるような用途には使用できません。

1ＦＰＢＳデータシート

センサ素子／絶対圧

評価計算式
・圧力 P(kPa･abs)、温度 T(℃)のときの出力電圧を V(P,T)とする。
・出力スパン電圧（04A）：SV＝SPAN［62.1～101.3ｋPa］＝SPAN(25)＝V(101.3,25)－V（62.1,25）（82A）：SV＝SPAN［101.3～905.5kPa］＝SPAN(25)＝V(905.5,25)－V(101.3,25)
・オフセット電圧（04A）：Voff＝V(62.1,25)（82A）：Voff＝V（101.3,25）
・オフセット電圧温度特性（04A）：TSO＝（V(62.1,40)－V(62.1,10)）/SPAN(25)×100（82A）：TSO＝（V(101.3,35)－V(101.3,5)）/SPAN(25)×100
・感度温度特性（04A）：TCS＝（SPAN(MAX.)－SPAN(MIN.)）/SPAN(25)×100（82A）：TCS＝（SPAN(MAX.)－SPAN(MIN.)）/SPAN(25)×100
SPAN(MAX.)：=各温度のうちの最大値
SPAN(MIN.)：=各温度のうちの最小値・直線性（04A）：NL＝（V(86.6,25)－（V(62.1,25)＋V(101.3,25)）/2）/SPAN(25)×100（82A）：NL＝（V(503.4,25)－（V(101.3,25)＋V(905.5,25)）/2）/SPAN(25)×100

101.3

62.12

ＦＰＢＳデータシート

センサ素子／絶対圧
■外形図■

受圧面
推奨ランド寸法

パッド

■接続図■

出力

定電流電源

注） ご使用になる前に必ず“圧力センサ使用上のご注意（半導体圧力センサ正しくご使用いただくために）”をお読み下さい。
仕様は断り無く変更することがあります。
▼センサ端子の変色を防止するために、長い間開封したままの状態でセンサを大気中に放置しないようお願い致します。
▼経年変化などによりセンサのオフセット電圧にズレが生じた場合でもゼロ点補正できるような設計をお願い致します。
▼受圧部に指などを触れないようお気を付け下さい。

3

ＦＰＢＳデータシート

センサ素子／絶対圧

推奨リフロー温度プロファイル※ 加熱温度は下記プロファイル以内で、実際の実装環境に応じて最適な温度条件を設定して下さい。
～10sec

230℃
210℃

150℃

常温

aａ：温度上昇勾配ｂ：予備加熱ｃ：温度上昇勾配
ｄ：本加熱

bcd

e

１～２℃／sec
温度 150℃～180℃ ，時間 60～120sec
１～２℃／sec
温度 210℃以上の時間 30sec 以内
ピーク温度 230℃以下（10sec 以内）
230℃を超えることがないようにして下さい

ｅ：冷却温度勾配

１～２℃／sec※温度測定点：センサパッケージ表面（上面）※リフロー回数は 2 回までとする。

技術的なお問合せ先： 株式会社フジクラ センサ部
〒135-8512 東京都江東区木場 1-5-1 電話（03）5606-1072

4

E-mail：sensor@fujikura.co.jp
正面玄関/電飾

令和３年１１月３０日
第９号
校 長 加々美竜也▶１１月１６日（火）から３泊４日で，感染症対策に気をつけ，広島・京都・奈良へ 修学旅行 に出かけ，「学び・仲間づくり・社会性の発揮」という目的を達成し，無事に戻ってきました。
▶特に，広島の平和学習では，原爆の惨状を語り部さ
原爆ドームを背景にんより聞き，また原爆の子の像に折り鶴を飾り，その付近で「♯ヒロシマの有る国で」を歌いました。清流祭の学年発表につながる大きな学びとなりました。
「♭ヒロシマの有る国で しなければならないことは…」 私たちの課題となりました。

原爆の子の像 折り鶴

安芸の宮島 厳島神社

奈良 東大寺大仏殿〇小中学校 合同の行事①②新庁舎ワークショップと③大豆収穫を実施しました。
〇④⑤未来の科学者訪問セミナー（裏面）
液体窒素を使った興味をひく実験をしました。生徒の目の輝きが印象に残っています。

①新庁舎の説明★ワークショップ作成物②②宿の町並みを考えました。

③大豆収穫

考えた宿の町並みが，村役場正面玄関に，飾ってあります。

-1-④液体酸素 線香に火が･･･⑤超伝導体 磁石が浮きます

２年生 マカロンを囲んで…

小島先生 全校道徳研究授業

県新人戦 団体ダブルス

３年生 楽器練習 披露はいつ…

３年生 いよいよ進路決定！

生徒会役員選挙 立候補受付

入学式頃チューリップが咲きます。

１２月 主な予定「体育の授業から」

１日（水）安全点検 体重測定
２日（木）期末試験① ～３日（金）
７日（火）★学校開放日★ＰＴＡ教育講演会13:30９日（木）到達度検査（３年）
１１日（土）★丹課学習発表会 9:45
１３日（月）きずなの日
ウィンターバイキング★丹波山について学ぶ会14:30
講師 萌木の村 舩木上次 様
１４日（火）【小中】大豆脱穀作業
１６日（木）立会演説会・投開票
１７日（金）振替休日
１９日（日）県ＰＴＡ大会12:30
２０日（月）きずなの日 生徒総会 引継式
２２日（水）【小中】しの笛学習会
２３日（木）三者懇談
２４日（金）終業式 自然体験（火）
２７日（月）冬季休業 ～１月１２日（水）２９日（水）年末休日 ～３１日（金）体育には，武道の分野があり，空手の指導を 小瀧 歩さん（地域活性化起業人）にしていただきました。
「素直に，まじめに取り組んだことから，上達がとても早い。」と，お話してくださいました。

負けず劣らず，よい形です。

★12/11（土） 丹課学習発表会 みなさま，ぜひご来校ください。お待ちしております。
-2-
電気炉オプションのご案内

窒素雰囲気仕様

インナーカバー※ LU 型は非対応

窒素ガスを注入するための配管および窒素ガスを注入する際、炉内にインナーカバー流量計を本体に備えます。

を設置することで密閉度の高い空間ができます。
通 常 の 窒 素 雰 囲 気 使用時と比べ、二重 密 閉と高温の熱処理を行うと、酸化・脱炭なるため、より酸 化・脱 炭を軽 減 する効果をが起きやすく、硬度不足等の原因にも見込めます。

繋がります。
少しでも軽減できるよう窒素ガスを炉内に上蓋付なので、処理後もインナーカバー全体を充填し酸素濃度を下げることで、取り出さずにワークのみ取り出すことが可能です。

酸化・脱炭を軽減させ、後工程におけるサイズ作業効率の向上も見込めます。

SL/SH 型：φ150×210 ㎜
LH 型：φ300×280 ㎜★「窒素雰囲気仕様」オプションをご利用時のみ対応可

底補強（30Kg / 50Kg）

プログラム温度調節器
通常の仕様では、複数の温度を設定することはできません。
「プログラム温度調節器」では「1 パターン／ 9 ステップ」までの温度勾配を設定できるようになり、使用範囲が広がります。
段階的に温度を上げたり、ゆっくり温度を上げることができます。
※ 降温時は自然冷却もしくは炉冷となります。

底補強を行うことで耐荷重を「30Kg 以下」または「50Kg 以下」に変更（改造）でき、重量物の処理が可能となります。
※LH 型のみ対応可

時限 OFF

吊り下げ加工エレポット電気炉の枠部分に設定した保持時間の終了後､自動でヒーターのみＯＦＦになります。

耐熱吊下棒を設置し、ワーク夜間作業でのブザー音による近隣への配慮としても有効です。の吊り下げ処理ができるように加工します。

※1. ブザーは鳴りません。
※2. 本体電源はONのまま維持します。
※3.「プログラム温度調節器」を選択した場合は、「時限OFF」は不要です。

主な用途として「床面にワークを置けないなどの条件がある」「ワークの反り、歪みを軽減したい」「薄板、刃物のワーク処理」等に適しています。

電気炉

オプションのご案内

上蓋穴加工（ミニ蓋付）

2 段重ね

蓋に穴加工を行い、加熱時のガスなどを炉内高さが標準仕様では不足して逃がす構造に加工します。

いる場合に、ヒーターユニットを繋げ2 段にすることにより炉内高さを倍にする

ワークから煙やガスなどが出る際に、ことができます。

穴から排出することでワーク・ヒーター・セラミック部に掛かる負荷を軽減します。

長物の処理に適しています。

下記の「炉内保護ケース」と合わせてまた、3 段以上の製造も可能ですので、使用するとより効果的です。

詳しくは弊社営業までお問い合わせ下さい。

付属のミニ蓋で穴を塞ぐことで、通常と※吊り下げ加工はオプションとなります。

同じ使い方も可能です。

るつぼ・受け台

炉内保護ケース
ステンレス製のカバーで、エレポットるつぼをエレポット炉内で使用することにより電気炉の淵部分から炉内全体を覆う溶解などの作業に適しています。

筒状のケースです。
ケース内はヒーターエリアと・るつぼは各種取扱いしています。

完全に分かれることにより・るつぼが倒れない様、るつぼの各サイズに「ワークから発生する煙やガス」

合わせた受け台を製作できます。

「スケール（鉄くず・カス）」「溶解時にこぼしてしまった金属」等か ら

詳しくは弊社営業までお問い合わせ下さい。

ヒーター ・ セラミック部を保護します。

（サイズ等）

サイズ

SL/SH 型：φ160×280 ㎜
LH 型：φ360×380 ㎜

オプション

電圧変更
海外向けや、工場内電源に合わせたい場合に220V/380V/400V 等の電圧仕様に変更ができます。
海外輸出も行っているので、詳しくは弊社営業までお問い合わせ下さい。

その他、改造も承りますのでご相談ください。

お問い合わせ・ご連絡先
株式会社

畑電機製作所〒223−0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東 8−37−37
TEL：045−545−1410 ／ FAX：045−545−1402
E-mail：info@hatadenki.co.jp
2022.04
企業様との共同開発により商品化されました！
医仁会武田総合病院発案

内視鏡処置具ハンガー（内視鏡システム取付けタイプ）

内視鏡カメラでポリープや早期がんを切除する治療があります。その際、さまざまな処置具をキャスター付きハンガーに引っ掛けるのですが、キャスター付きはスペースを取るので、省スペースタイプのハンガーが欲しいなと思っていました。
狭いスペースで実際使用してみると、この処置具ハンガーは、検査室の広さに制限されることなく使用できます。シ
ステムごとに移動する場合もハンガーを取り付けているので、どの病院でも便利でしょう。使用しない場合は折りたたんで収納できるのも良いところです。

開発に携わった

医仁会武田総合病院 臨床工学科 ME センター
井口 新一（臨床工学技士）

モニターを見ながら手の届く範囲に処置具をセッ
ト で き、目 線 を 変 え ず 内視鏡医との手技に集中できる。今までは背後にキャスター付きのハンガーを置いていたので振り返る必要があった。

今回コラボ開発した企業様

アズワン株式会社
https://www.as-�.co.jp/

ハンガー使用時

ハンガー収納時

武田病院グループ臨床ニーズマッチング会を随時実施中です。
まずはお気軽にご連絡ください。
医工連携推進室担当

大江匡行

t-ooe@takedahp.or.jp
無線温度ロガー

AirLoggerTM WM1000

コードが消えた!
小さなボディのフレキシブルな温度ロガー 登場

Wireless innovation. Introducing Advantest's innovative Wireless Data Logger

最大100ポイントの同時温度計測が可能
動体・回転体に自動車・バイクを測る

AC電源不要（電池駆動）

小さなスペースに電子部品を測る

広範囲に環境を測る◦ 走行中のタイヤ、 駆動中のエンジン等、稼働時の温度計測に最適。
◦ ダッシュボード裏等ケーブルが引き回せない場所にも設置が簡単。
◦ 車内も車外もエンジンルームもリアルタイムに一括計測＆表示。

◦ 計測器のスペースが不要。
◦ サーモストリーマ測定もシンプルにセットアップ。
◦ デバイス動作の発熱遷移、 恒温槽内の温度調査も容易に測定。

◦ ビニールハウス、 太陽光パネル等への活用も可能。
◦ 高温作業者の着衣表面温度も複数ポイントで観測できる。

■ 製品イメージ
温度プロットソフトウェア

EXCELファイル化機能※PCは付属しません■ 製品仕様温度測定範囲−200℃ 〜 ＋1300℃（Kタイプ）

測定間隔

100ms 〜 10min間隔◦ ご使用時の電波環境または障害物により、通信が不安定になったり、通信距離が短くなることがあります。
◦ 本製品は、日本、米国、中国、ベトナムで使用可能です。

温度測定ユニット
使用温度範囲−15℃ 〜 +70℃

◦ 本カタログ記載の製品仕様および外観等は、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ユニットサイズ35（W）× 35（D）× 14.5（H）mm◦ PCは付属していません。

同時接続数

最大100ch給電

ボタン電池（CR2032タイプ）

耐振動性

JIS_D1601_1種_C種

耐防塵／防水性

IP54 相当◦ 当社製品は、核施設の運転、航空機の運航またはその通信システム、航空管制、軍事システム、直接的な救命装置など、製品の不具合が死亡や深刻な人身傷害または重大な身体もしくは環境に対する損害につながるような無故障動作が要求される用途（「 高リスク活動」）のために設計されておらず、これら用途での利用を意図していません。当社は、高リスク活動に対する適合性について、明示、黙示を問わず保証しません。

相当

データ表示

Windows PC（Windows7/8/8.1/10に対応）

対応熱電対

Kタイプ、Tタイプ、Jタイプ

通信周波数

2.4GHz無線通信

PC通信ユニット（実物大）

新企画商品開発室

温度測定ユニット（実物大）

E-mail：info_wm@advantest.com

TEL：0480-72-7028

All Rights Reserved - Advantest Corporation
2. 環境研創立 30 周年を祝して

三村 申吾
青森県知事

公益財団法人環境科学技術研究所が創立 30 周年を迎えられましたことを、心からお祝い申し上げます。
エネルギー資源に乏しい我が国は、エネルギーの安定供給、地球温暖化への対応、あるいはエネルギー安全保障等の観点から、一貫して原子力発電及び核燃料サイクルの推進を基本政策としています。
青森県は、この政策が我が国を支える重要な政策であり、確固たる国家戦略であるとの認識の下、安全確保を第一義に、地域振興に寄与することを前提に原子力施設の立地に協力してきました。
また、青森県は、「安全なくして原子力なし」との一貫した姿勢で、県民の安全・安心を守る立場として、国・事業者に対して原子力施設の徹底した安全確保対策や情報公開等を求めるとともに、環境放射線モニタリングや原子力施設への立入調査の実施のほか、関係市町村や事業者と連携した原子力防災対策の充実にも積極的に取り組んでいるところです。
六ケ所再処理工場の安全性について、現在、法令に基づき、国において厳格な審査が行われていますが、同再処理工場から排出される放射性物質が施設周辺の環境や人体に与える影響を明らかにすることは、県民のみならず国民にとっても極めて関心の高いテーマであると認識しています。
こうした中、青森県では、平成 3 年度から環境科学技術研究所への調査委託により、排出放射性物質による環境影響や生物影響に関する調査を継続的・計画的に実施し、環境中での放射性物質の挙動を解明し、人体及び環境生態系への被ばく線量を求めるとともに、低い線量の放射線を長期間にわたって浴びた場合の人体に与える影響を解明するための調査を継続的に行ってきたところです。
環境科学技術研究所におかれては、これらの調査により、数々の新たな科学的知見や客観的データを得るとともに、これらについて、地域住民や県民に対して丁寧な情報発信を行うことにより、理解促進に努めるなど、県民の安全・安心の確保に大きく寄与していただいていることに、心から感謝申し上げます。
今後とも、放射性物質についての科学的な影響の解明に御尽力いただきますとともに、原子力と環境の関わりについての県民の理解を増進し、地域住民や県民の安全・安心が得られるよう、引き続き御協力をお願いいたします。さらには、放射線の影響に関する知見の蓄積により、我が国及び世界に貢献されていくことを御期待申し上げます。
結びに、このたびの創立 30 周年を契機として、公益財団法人環境科学技術研究所のますますの御発展とともに、関係者の皆様の御健勝とさらなる御活躍をお祈り申し上げ、お祝いの言葉といたします。
39
位置図

出典：国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/#15/38.706779/139.665155/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0）

出没情報
日時

場

所

令和５年５月2６日

午後３時０0分頃

鶴岡市 三瀬 地内
山形県栽培漁業センターの職員が、同施設の駐車場にツキノワグマ１頭がいるのを目撃。足跡などの痕跡をたどると、葉山で途切れていた（赤丸箇所）。
大腸菌クローン集団中の UV 耐性細胞の存在とその UV 殺菌条件の確立

Bright field

hipA promoter activity

0h incubation

２．実験方法
大腸菌 Escherichia coli K-12 懸濁液（108 CFU/mL）をガラスシャーレに用意し、700 rpm で撹拌しながら、262 nm UV-LED（日機装技研）を用いて UV 照射処理を行なった。UV-LED の平均照度は 0.209 mW/cm2 だった。UV 照射処理した大腸菌を Petrifilm AC Plate（3M Company）で 35℃、48 時間培養し、形成されるコロニー数から生存菌数を評価した。以上の UV 照
射実験を独立に３回繰り返して行った。
大腸菌の各細胞における hipA 遺伝子プロモーター活性を評価するために、緑色蛍光タンパク質によるプロモーターレポーター株を用いた（Zaslaver et al.
2006）。スライドグラス上に薄い LB 寒天培地を作成し、UV 照射処理した大腸菌懸濁液をのせ、その上にカバーガラスをかけた。顕微鏡に設置したペルチェ式加熱ステージ上にプレパラートを置き、37℃で大腸菌を培養した。大腸菌細胞の増殖の様子を、蛍光顕微鏡を用いて観察しながら、15 分ごとに撮影した。

３．実験結果および考察
10 mJ/cm2 までの UV 照射では生存菌数が対数的に減少した。一方で、それ以上の照射エネルギーを与えても効果的に生存菌数を減少させることができなかった（図１）。テーリングと呼ばれるこの現象は、大腸菌にかかわらず多様な細菌の UV 不活化において報告されている（Guo et al. 2019）。テーリングの原因は細菌懸濁液中の細胞塊形成であると主張する研究報告がある（Vitzilaiou et al. 2021）。本研究では顕微鏡下で UV 処理後の大腸菌細胞の再増殖を観察したが、しかしながら細菌細胞塊との関係は認められなかった。したがって、大腸菌クローン集団中のうちごく一部（1/10,000 程度）の細胞は UV に耐性を示す結果であると考えられた。

3.5h incubation

１．はじめにUV-LED の開発がすすみ、多様な場面での応用が期待されている。水の殺菌処理は UV-LED の主たる活用機会となりうるが、しかしながら UV 殺菌処理後に細菌の再増殖が生じることが問題となってる（Wang et al. 2021）。本研究では、UV-LED の大腸菌不活化の特徴を複合的に明らかにし、得られた知見より、残存生菌数を限りなく小さくするための効果的な UV-LED 照射条件を確立することを目的とした。

10-01

N/N0Viable E. coli cells-1100.1-20.01
100.00110-3

図２：UV 照射処理した大腸菌の再増殖と各細胞での耐性遺0.0001
10-4

伝子（hipA 遺伝子）のはたらき

0.00001
10-50.000001
10-6

UV 照射処理後の大腸菌の顕微鏡像（左図：明視野、右図：0.0000001
10-7

hipA 遺伝子のはたらきを表す蛍光像）を示す。3.5 時間経過時

1E-0810-80102030402Fluence(mJ/cm )radiation(mJ/cm^2)

図１：大腸菌の 262nm UV-LED での不活化曲線

点で再増殖している細胞のマイクロコロニーを黄色点線で示す。
再増殖している細胞では緑色蛍光がみられず、したがって耐性遺伝子のはたらきが小さいことがわかる。

対数増殖期のものと比較して、定常期の大腸菌細胞集団では、UV 耐性細胞の出現割合が 100 倍増加した。
UV 処理後再増殖した大腸菌集団を対象に UV 殺菌処
理をした場合も、同様の割合で UV 耐性細胞が生じていた。したがって、UV 耐性は遺伝的に獲得されるものではなく、確率的に生じていることになる。
a<<<12.5 mJ/cm2
radiation

12.5 mJ/cm2
radiation

12.5 mJ/cm2
radiation<

Batch radiation

37℃, 1hincubation

37℃, 1hincubation

Intermittent radiation

37.5 mJ/cm2radiation

b
2,000

Viable⽣存細菌数（CFU/mL）
E. coli cells (CFU/mL)

1,800
1,600
1,400

これら UV 耐性細胞出現現象の特徴は、抗生物質耐性細胞（パーシスター）の特徴と酷似している（Lewis et al.
2007）。パーシスター誘導処理を行った大腸菌集団では、
UV 処理後生存する細胞数が 100 倍増加することを確認した。パーシスター細 胞 形 成 の促 進 因 子 として、toxinantitoxin システム遺伝子 hipA（high persistance A）が知られている。プロモーターレポーター株を作成し、hipA 遺伝子が定常期細胞で強く発現することを確認した。UV処理後の大腸菌再増殖の顕微鏡下での観察より、再増殖している大腸菌細胞では hipA 遺伝子発現が検出されないことを確認した（図２）。
これらの結果より、再増殖を開始した細胞の UV 耐性は失 われている可 能 性 があると考 えた。UV 処 理 後 に37℃で１時間おいて再増殖を促したのちに再度 UV 処理を行うことで（UV 間欠照射）、同等のエネルギーの UV を一度に照射した場合（UV 一括照射）と比較して、有意に生存細胞数を減少させることができた（図３）。

1,200*

1,000
800
6004002000
１12.5２25.0
間欠照射Intermittent radiation

３37.5

３37.5

Total fluence(mJ/cm2)

合計照射時間（分）一括照射

Batch radiation

図３：大腸菌 UV 不活化における間欠照射の効果(a) UV 照射条件と (b) UV 照射処理後の生存菌数を示す。バッチでの UV 照射では、照射エネルギーを大きくしても生存細菌が残存してしまうことが問題となる（青色）。紫外線を間欠照射することにより、生存菌数を有意に減少させることができた（黄色）。

４．結論
以上の通り、本研究では大腸菌クローン集団中に一部 UV 耐性のある細胞が存在すること、その細胞の形質はパーシスターのものと酷似していること、再増殖中の細胞は耐性を失っており UV 間欠照射により効果的に殺菌できることを明らかにした。
参考文献
Wang et al. 2021. Chemosphere 268, 128850.
Zaslaver, et al. 2006. Nature Methods 3(8), 623-628.
Guo et al. Environ Int. 2019. Sep;130:104883.
Vitzilaiou et al. 2021. Water Research 204, 117593.
Lewis. 2007. Nature Reviews Microbiology 5, 48-56.
目標となる看板が主な所に設置してあります。

三瓶への交通アクセス

施設周辺案内【 お車での目安時間 】■ 山陰自動車道
出雲ＩＣから約 50 分（国道 184 線経由）
■ 中国自動車道

三次ＩＣから約 80 分（国道 54 線経由）
■ 松江自動車道
吉田掛合ＩＣから約 40 分（国道 54 線経由）
■ 浜田自動車道
大朝ＩＣから約 80 分
■ ＪＲ大田市駅から約 30 分
※JR 大田市駅から路線バス（石見交通）が1 日 2～3 便あります。

無料送迎バス有※走行距離や時間に規則上の制限があります。
必ず電話でご相談ください。

独立行政法人国立青少年教育振興機構

お申し込み・お問い合わせ（受付時間９:３０～１７:００）

国立三瓶青少年交流の家 TEL（０８５４）
８６-０３１９〒694-0002 島根県大田市山口町山口 1638-12

FAX（0854）86-0458 Mail:sanbe-suishin@niye.go.jp

https://sanbe.niye.go.jp/
国立三瓶青少年交流の家

2024 年 版
2020 年 5 月 7 日
お客さま各位
東武トップツアーズ株式会社

緊急事態宣言に伴う弊社事業所の臨時休業等について「臨時休業」または「一時的な閉鎖（在政府より発出の「緊急事態宣言」に伴い、弊社事業所は、宅勤務による対応）」とさせていただきます。お客さまにおかれましては、大変なご迷惑をお掛けすることとなりますが、事情ご賢察の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、同宣言が解除され次第、通常業務に戻させていただきます。引き続き、ご用命賜りますようお願い申し上げます。
記
１．対象地域
全国４７都道府県
２．対象期間５月３１日（日）まで ※状況により変更となる可能性があります。
３．
「臨時休業」の対象事業所（東京都）
西新井駅支店、北千住駅支店、東京スカイツリータウンソラマチ支店、浅草駅トラベルサロン、錦糸町駅支店、成増駅支店、上板橋駅支店、池袋駅支店、池袋アップルロード支店、
エンパイヤ旅行センター（埼玉県）
大宮駅支店、東武動物公園駅支店、春日部駅支店、せんげん台駅支店、越谷駅支店、
新越谷駅支店、獨協大学前駅支店、獨協大学内サービススポット、草加駅支店、坂戸駅支店、川越支店、ふじみ野駅支店、志木駅支店、和光市駅支店（千葉県）
柏駅支店、ららぽーと柏の葉支店、船橋駅支店（群馬県）
館林駅支店(カウンター)
４．
「一時的な閉鎖」の対象事業所
前項３を除く、弊社全事業所※事務所は閉鎖いたしますが、在宅勤務（テレワーク）にて対応させていただきます。
以上
2024/04/16

２０２４年度 第７０回栃木県陸上競技春季大会（高校一般の部）の施設利用等について● 有観客にて実施します。
○ 大会参加選手のご家族はじめ、観覧希望の皆様は『カンセキスタジアムとちぎ２・３・４階スタンド』での観覧をお願いいたします。
○ 盗撮等防止のため、撮影禁止エリアを設定しております。詳細については、(一財)栃木陸上競技協会Ｗｅｂサイトをご確認下さい。ご理解・ご協力をお願いします。不審な行動を見かけた場合は、確認をさせていただく場合があります。

● 開場時間等について
チーム受付等の場所は、２階「Ａゲート」です。
○ ７：３０ ～ ・カンセキスタジアム「１階正面入口」を開放します。
※ 大会準備のため、関係者のみの入場とします。
・第２陸上競技場「第１，２，３，４ゲート」を開放します。
※ 選手のウォーミングアップ会場となります。ただし、17:30まで。
○ ８：００ ～ ・カンセキスタジアム１階正面（中央）にて受付を開始します。
※ 大会役員・競技役員の受付。
・カンセキスタジアム２階「ゲートＡ」にて受付等を開始します。
※ チーム・補助員の受付及び参加料の納入。（振込可）
・カンセキスタジアム１階「ゲート３」を開放します。
※ ウォーミングアップについては、栃木陸協Ｗｅｂサイトをご確認ください
・カンセキスタジアム２階「ゲートＡ，Ｃ，Ｅ，Ｇ」を開放します。
※ チームベンチは、事前に主催者で割り当てを行いＨＰに掲載します。
※ 選手・チーム関係者は、３，４階スタンドの利用はできません。
※ 総合スポーツゾーンの園内（園路や芝生）にチームベンチを確保することはできません。
・多目的広場クレーグランドを開放します。

● 大会役員・競技役員の皆様へ
ＪＡＡＦ公認審判員証 又は ＩＤカードが必要になります。
ご協力をお願いします。
※配付したＩＤカードは１日ごとに回収します。
① 大会役員：『ＪＡＡＦ公認審判員証（緑色のカード） または② 競技役員：『ＪＡＡＦ公認審判員証（緑色のカード）』③ 審判資格のない監督及び引率者：『主催者で準備したＩＤ』

主催者で準備したＩＤ』

● ウォーミングアップ・更衣等について『カンスタＷ－ＵＰエリア(R06.春季高校一般)』『第２陸上競技場(R06.春季高校一般)』（栃木陸協Ｗｅｂサイト）をご確認ください。
総合スポーツゾーンの園内（園路や芝生）での練習はできません。
・一般の方に迷惑にならないようにしてください。

※第２陸上競技場の芝生内（養生中の為）は使用はできません。
○ カンセキスタジアム※芝生内は使用禁止です。

・ ８：００から使用可能です。
トラックは競技開始１０分前まで使用可能です。
バックスタンド内の雨天走路は、競技終了まで使用可能です。
・ 試合前後の更衣は、２階男女トイレ内に設置してある更衣室を利用してください。
・ 試合直前や試合中のトイレの利用について※スパイクを履いたままの利用はできません。
① ゲート３を出て、右手のトイレ② ゲート３を出て、一般道路を横断し、北第３駐車場に設置されたトイレ③ １００ｍスタート地点付近からメインスタンド１階通路を直進し、左手のトイレ※ 新スタジアムのエレベーターの利用は、競技役員以外できません。
ご理解ご協力をお願いします。
○ 第２陸上競技場※芝生内は使用禁止です。

・ すべてのゲートを開放します。
・ メインスタンド下雨天走路での練習は、ジョギング及び体操のみ可とします。
・ バックストレート側雨天走路での練習は、ドリル・流しなどを可とします。
・ メインスタンド下の男女更衣室及び男女トイレは利用可能です。
・ 熱中症等の対策として、会議室を開放しますのでご利用ください。
会議室をチームのベンチとして利用することはできません。
・ カンセキスタジアム「ゲート３（招集所）」に向かう際は、スロープを上がらずにスロープ左手を進んでください。
・ 新スタジアム手前に一般道路があります。停止表示等はありませんので、横断の際は車両等に十分注意してください。
○ 多目的広場クレーグランド
・ 投てき選手のウォーミングアップ場所としてご利用ください。
・ ジョグや流し等は一方通行で、メディシンボール投げは周囲に十分注意しながらおこなってください。
・ 砲丸、円盤、ハンマー、やり等の投てき用具を使った練習は禁止です。
・ 衝突事故等に注意し、各自が安全を確認しながら利用してください。
○ 投てき場・ 原則、ウォーミングアップはできません。
平成２７年度版

第三者評価結果概要版（居宅介護支援）
○基本情報
法人名

社会福祉法人正吉福祉会

事業所名

居宅介護支援センターすぎなみ正吉苑

所在地

杉並区清水３丁目２２番４号

連絡先03-3394-0455○事業者が大切にしている考え（事業者の理念・ビジョン・使命など）
１) 利用者本位のサービス提供
２) コンプライアンスの徹底
３) リスクマネジメントの徹底
４) 地域に密着した信頼される施設
５) サービスマナーの徹底○全体の評価講評（特に良いと思う点）【利用者一人ひとりをケアマネ全員で支えるよう、利用者情報の共有を密にすることで、各場面の対応をチームとなって支援しています】
各ケアマネは日常利用者に一対一で向き合っていますが、利用者情報や問題を抱え込んでしまうことを避けるために、また担当ケアマネが不在時の問い合わせに対応できるよう、朝・夕のミーティングや事例検討などで利用者情報を全員で共有しています。事例検討を重ねることで異なる視点から状況を分析したり、問題提起に対する他者からの気づきが与えられるなど問題解決に有効に働いています。ミーテ
ィングやチーム会議で利用者情報の共有を常に行い、ケアマネ全員で全ての利用者を支える体制を築いていることが支援の力を向上させていると言えます。
【個々のケアマネが目標を持ってスキルアップに取り組むとともに、チーム内及びグループ内事業部ともサービスレベルの向上に努めています】
毎日のミーティングや、定期的なチーム会議でのケース検討などにより、利用者状況の情報共有が図られ、職員間で意見交換することにより価値観の統一が図られています。また、個人別実行計画書の活用により、主任ケアマネジャー資格の取得などの具体的な目標を立て、目的を明確にして外部研修などに参加しています。学習意欲も高く、チーム内やグループ内事業部門との定期的な研修会や勉強会を行い、個人情報の保護体制を振り返り認識を新たにしているなど、職員一人ひとりが目標を明確に持ち、能力向上に努めサービスレベルの向上に努めています。
【利用者の生活意欲を引き出すプランにすることを重視し、関係事業とともに支援内容を充実させ利用者の期待に応えるように努めています】
居宅サービス計画作成に当たっては、法人の基本方針である自立支援を基本に据え、チーム会議で全員で共有している他、利用者やサービス事業所には個別的な表現を使いながらプラン作成の基本的立場の理解を促しています。その上で利用者の意欲を引き出し、元気になりたい方にはどう元気になりたいかプランに具体化したり、役割を持って暮らしていきたい方には家庭や通所介護など生活の場で本人の役割発揮をプランに位置付けるなど、関係事業者と共に支援内容を充実させ、その方に合った個別性のあるプランの作成を心がけています。
1杉並区 1

平成２７年度版○全体の評価講評（さらなる改善が望まれる点）【育成プログラムに事業部のビジョンの視点からの配慮点や定期評価をする仕組みづくりを全職員で検討し、業務レベルの向上が期待されます】
法人作成の各種管理シートや個人別実行計画書などを活用し、職員の質の向上を図りながら利用者への提供サービスの質の維持・向上が図られていますが、利用者の目標達成状況を家族と共有する方法として口頭で伝えている状況もあるなど、文書化の充実が求められる部分もあることが見受けられます。事業部のビジョン実現の視点から実現可能な理想的な状態を職員全員で検討し、既存の職員育成プログラムを活用して利用者や家族に配慮すべき点や定期的に評価をする仕組みを作るなど、全職員共同のもとで業務水準の質の向上につなげることが期待されます。
【看取り後の振り返りや情報の蓄積などを確実に実施しすることで、連携体制と支援の質の向上が期待されます】
医療依存度の高い方が安心して地域で生活できるように、近隣の総合病院との医療連携や在宅医療相談調整窓口等と連携を深めながら、在宅での看取りにも対応しています。また、区内の医療介護連携会議
では参加者や事例検討が増え、地域における医療・介護の連携体制も進んできています。現在、看取り後はチーム内で事例検討を実施したり、事例により関係事業者を集めてカンファレンスを実施していますが、今後振り返りの仕組みの確立や実績の情報を確実に蓄積するなど、看取りの PDCA を機能させていく事で、連携体制と支援の質の向上が期待されます【利用者をトータルに支える事業部連携体制の促進に向けた取り組みが望まれます】
今年度から月一回在宅会議を実施したり、他事業が持っている利用者情報を日常的に共有して個別支援に互いに活かしていますが、地域包括ケアの在り方からすると、利用者の在宅状況から今後のケアを想定した話し合いの場を仕組みとして構築し、チームケアの事例を積極的に蓄積する必要があると思われます。居宅支援事業所が在宅生活のプランナーとして、利用価値について各事業所のチームリーダーと意見交換出来る会議を企画・確立する推進役になり、利用者情報を共有し在宅生活の連携支援が行えるように、より強い連携を促進されることが期待されます○事業者が特に力を入れている取り組み【コミュニケーション力や観察力を高める研修を実施し情報の把握に努めています】
個別性のあるケアプランを作成するために、職員のコミュニケーション力や観察力を高め、的確に状況を把握できるよう研修を進めています。例えば職員間で趣味を聞き出すなどのロールプレイを行い、時間をかけて聞き取ることや、聞く理由を理解していただくような聞き方を習得するなどしています。さらに危険予知トレーニングを行うことで察知する力をつけたり、住環境の研修により生活環境に対する考察を高めるなど、状況を把握する力を高め、アセスメントシートに具体的に落とし込めるよう取り組んでいます。
【自立支援を基本に据え生活意欲を引き出し個別性のあるプランの作成を心がけています】
居宅サービス計画作成に当たっては、法人の基本方針である自立支援を基本に据え、チーム会議で全員で共有している他、利用者やサービス事業所には個別的な表現を使いながらプラン作成の基本的立場の理解を促しています。その上で利用者の意欲を引き出し、元気になりたい方にはどう元気になりたいか
プランに具体化したり、役割を持って暮らしていきたい方には家庭や通所介護など生活の場で本人の役割発揮をプランに位置付けるなど、関係事業者と共に支援内容を充実させ、その方に合った個別性のあるプランの作成を心がけています。
2
杉並区 1

平成２７年度版○利用者調査結果
有効回答者数２３人

利用者総数

１９１人

3
杉並区 1
PC サーバ PRIMERGY（プライマジー）
更新日 2014 年 10 月

LAN カード(1000BASE-T)
PY-LA101PYBLA101
PY-LA101LPYBLA101L(Full Height)[カスタムメイド対応 （Full Height）](Low Profile)[カスタムメイド対応 （Low Profile）]

LANカード（1000BASE-T）
LANカード（1000BASE-T）
LANカード（1000BASE-T）
LANカード（1000BASE-T）

1. 概要
ＩＥＥＥで標準化された1000BASE-Tの仕様に準拠したLANインタフェースを１ポート持つPCI-Expressバス対応カードです。

2. 特長① 1000BASE-T をサポートしている 1 ポート LAN カードです。
② PCI-Express 対応。

3. 仕様
品名

LAN カード(1000BASE-T)

型名

PY-LA101

ブラケットサイズ

Full Height

LAN コントローラIntel 82574L

規格IEEE802.3 準拠

ホストバスインタフェース

PCI-Express 1.1 (x1 lane interface)

ネットワーク

10/100/1000BASE-T

コネクタ

RJ45

ポート数

1

ケーブル

ツイストペアケーブル（エンハンストカテゴリー5）

カードサイズ

カード長:119.2mm, カード高:55.3mm（基板サイズ）

消費電力

1.9W

Teaming

使用可能

Jumbo フレーム

使用可能

PXE

未サポート

iSCSI Boot

未サポート

適用機種、サポート OS

システム構成図参照

PYBLA101

PY-LA101LPYBLA101L

Low Profile

1

Copyright 2012-2014 FUJITSU LIMITEDPC サーバ PRIMERGY（プライマジー）

4. 外観

Full Heightブラケット

2

Copyright 2012-2014 FUJITSU LIMITED
コラーレ風のうたげ

コラーレ・プロデュース

橋爪功 朗読劇化
粧井上ひさし2023

開場 14：30

さびれた芝居小屋の淋しい楽屋。
大衆劇団の女座長は開演直前の支度に余念がない。
そこへ突然やってきたのは̶̶。
井上ひさしの傑作中の傑作戯曲に、日本の演劇界屈指の名優・橋爪功が挑む。

黒部市国際文化センター

月･祝

開演15：00

コラーレ〈カーターホール〉
全席指定

18

9/

朗読・演出：橋爪功

3,500円高校生以下 …………1,000円
一 般 …………………

（コラーレでのみ発売）

3,000円

障がい者手帳をお持ちの方…

オープニングアクト：コラーレ・ドラマキッズ
コラーレ・ココロ合唱隊（コラーレでのみ発売）

チケット一般発売日／７月29日（土）９:00〜●未就学児の入場はご遠慮願います。
●車椅子の方、補助犬をお連れの方は、座席の相談を承りますので、コラーレまでお問い合せください。
●この公演は黒部市の助成により低料金でお楽しみいただけます。

■プレイガイド：コラーレ・黒部メルシー・チケットぴあ（セブン-イレブン、ファミリーマート等）Pコード 520-856
主催／公益財団法人黒部市国際文化センター●お問い合せ●黒部市国際文化センター

共催／北日本放送

コラーレ

TEL.0765-57-1201

後援：黒部市／黒部市教育委員会、北日本新聞社〒938-0031
富山県黒部市三日市20番地

FAX.0765-57-1207

info@colare.jp

ホームページ公式サイト

LINE公式アカウント

コラーレ風のうたげ化
井上ひさし

コラーレ・プロデュース

橋爪功 朗読劇
井上ひさしの傑作中の傑作戯曲に、日本の演劇界屈指の名優・橋爪功が挑む。
さびれた芝居小屋の淋しい楽屋。
客入れの音楽が流れる中、大衆劇団「五月座」の女座長・五月洋子は、座員に檄を飛ばしはじめる。開演直前の化粧支度の粧

最中も、口上や十八番「伊三郎別れの旅」の母と子の再会の場の稽古に余念がない。
そこへ突然やってきたのは……。

朗読：橋爪功作：井上ひさし「化粧」
演出：橋爪功照明：株式会社ファクター
音響・プランニング：穴沢淳
衣装・美術：カナイヒロミ
舞台監督：田中伸幸（演劇集団 円）
制作：有限会社ハーシーズ
協力：橋爪弥宵、演劇集団 円

橋爪 功（はしづめ・いさお）
文学座、現代演劇協会劇団雲を経て、1975年に演劇集団 円の設立に参加。代表をつとめる円を中心に、野田秀樹作品などオープニングアクト

コラーレ・ドラマキッズ
コラーレ・ココロ合唱隊

外部出演も多い。
日本アカデミー賞優秀助演男優賞と同優秀主演男優賞を各々２度、2002年読売演劇大賞優秀男優賞、2008年同選考委員特別賞、2009年放送文化基金賞演技賞、2011年紀伊國屋演劇賞個人賞、2017年芸術選奨文部科学大臣賞、2018年読売演劇大賞最優秀男優賞、2019年菊田一夫演劇賞、2020年読売演劇大賞の大賞と最優秀男優賞、橋田賞を受賞。2021年には旭日小綬章を受章。

公益財団法人黒部市国際文化センターは 2022年１月、SDGs 宣言をしました。
すべての人に芸術文化の鑑賞・参加の機会を提供し、豊かで潤いのある生活を支援します。
28▼（ P24）病院に通院しているけど、使っても大丈夫？

背もたれ部を起こす。枕をつける。

▼（ P14,15）自動コースのマッサージ動作がいつもと異なる。
1 日約 30 分、ヒーターとマッサージを毎日使用した場合、約 43 円 / 月です。
1 日約 30 分、マッサージを毎日使用した場合、約 41 円 / 月です。
電気料金目安単価：27 円 /kWh（税込み）で算出。
（2018 年 4 月現在、当社調べ）

最小高さ約68cm

最大高さ約106cm最大高さ約106cm最大幅約69cm同じコースでも、強さ調節やリクライニング動作、もみ玉への負荷のかかり方によって動作のタイミングが変わり、エアーの膨らみ回数、もみ玉の動作のタイミングが変わることがあります。

約152cm約120cm約172cm約185cm32
２０２２年１月

Ｖｏｌ．９４

ＡＯＭＯＲＩ ＬＥＧＡＬ ＮＥＷＳ
当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関
当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとし連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。当事務所の近況やご挨拶のほてお送りさせていただいております。当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。
か、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。

遺産相続において必要となる調査について遺産相続を行うに当たっては、まずは相続人と相続財産（遺産）を確定しなければなりません。また、被相続人（故人）の負債（借金）の有無・金額を調べたうえで、負債の額が大きい場合には相続放棄を検討することとなります。今月号のニュースレターでは、このような遺産相続において必要となる調査について、解説させていただきます。
１ 相続人調査
相続人が誰であるかを確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類を取得する必要があります。通常は被相続人の死亡時の戸籍謄本（除籍謄本）を取得するだけでは足りず、改製原戸籍謄本や婚姻・転籍前の戸籍謄本類までさかのぼって取得する必要があることがほとんどです。また、代襲相続（本来相続人となる被相続人の子または兄弟姉妹がすでに死亡している場合に、その者の子が代わって相続すること）が発生している場合や、被相続人に子がおらず被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合には、亡くなった相続人や被相続人の親の出生から死亡までの戸籍謄本類、兄弟姉妹の戸籍謄本類の収集が必要となり、調査を要する範囲が広がります。
２ 相続財産調査
相続財産としては、現金、預貯金、不動産（土地・建物）、動産（自動車、貴金属、家具など）、有価証券（株式、投資信託など）などが考えられます。これらの相続財産は、被相続人の遺品整理の際に発見されることもあれば、被相続人宛ての郵便物を見て判明することもあります。さらに、例えば、預貯金については、生活圏内にある主要な金融機関に名寄せ（残高証明書の交付）を申請すれば、その金融機関の全支店を対象として、預貯金の有無・残高を調査することが可能です。不動産については、被相続人が保有する不動産があると考えられる市区町村（被相続人の住所地やその近郊など）の役場に名寄帳の交付を申請すれば、その市区町村に存在する所有不動産全てを確認することができます。有価証券については、被相続人が取引をしていた証券会社に照会すれば、取引情報の開示を受けることができます。
３ 負債の調査
負債については、被相続人名義の通帳を見れば、口座引き落としの履歴があるかもしれません。また、金融機関・貸金業者からの郵便物によって負債の存在が判明することもあります。より確実な調査としては、信用情報機関（ＪＩＣＣ・ＣＩＣ・全国銀行個人信用情報センター）に信用情報の開示を請求すれば、金融機関・貸金業者からの負債状況について網羅的に把握することが可能です。このような相続関係の調査については、ご自身で対応することも可能ですが、非常に手間がかかります。当事務所では、これらの相続調査の代行業務も承っておりますので、ぜひご相談ください。
【お問い合わせ】 弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所
代表社員弁護士：木村哲也 受付時間：午前９時～午後５時
ｄふぁｆだｆｆだふぁふぁ fdafdafdad

電話番号
０１２０－１４６－１１１ FAX０１７８－３８－９２３０ http://hachiben.jp/
dfaddafafdfa〒031-0042 青森県八戸市十三日町１ ヴィアノヴァ６階
『一発明解！ 腫瘍内科医が教える 見えるがん化学療法』
正誤・追補情報
いつも小社出版物をご利用いただき誠にありがとうございます．当該書籍に以下の「正誤」「追補」がございます．深くお詫びするとともに，ここに訂正いたします．

≪正誤≫■ p.212

図 2 抗体薬物複合体の種類【誤】ブレンツキシマブ ベドチン（抗 CD20 抗体）【正】ブレンツキシマブ ベドチン（抗 CD30 抗体）≪追補≫■ p.152-153

セツキシマブ（アービタックス®）の用法・用量

【追補】
用法・用量
1 週間間隔投与の場合：
セツキシマブとして，初回は 400 mg/m2 を 2 時間かけて，2 回目以降は 250 mg/m2 を 1時間かけて 1 週間間隔で点滴静注する．
2 週間間隔投与の場合：
セツキシマブとして，500 mg/m2 を 2 時間かけて 2 週間間隔で点滴静注する．

■ p.242-244

ペムブロリズマブ（キイトルーダ®）の適応疾患と用法・用量

【追補】
適応疾患
⑫ホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性で再発高リスクの乳癌における術前・術後薬物療法⑬がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌⑭がん化学療法後に増悪した高い腫瘍遺伝子変異量（TMB-High）を有する進行・再発の固形癌（標準的な治療が困難な場合に限る）⑮進行または再発の子宮頸癌
用法・用量3）根治切除不能または転移性の腎細胞癌，PD-L1 陽性のホルモン受容体陰性かつ HER2陰性の手術不能または再発乳癌，進行または再発の子宮頸癌･･･
6）ホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性で再発高リスクの乳癌における術前・術後薬物療法
ペムブロリズマブとして，1 回 200 mg を 3 週間間隔または 1 回 400 mg を 6 週間間隔で 30 分間かけて点滴静注する．投与回数は，3 週間間隔投与の場合，術前薬物療法は8 回まで，術後薬物療法は 9 回まで，6 週間間隔投与の場合，術前薬物療法は 4 回まで，術後薬物療法は 5 回までとする．

2022 年 10 月 現在
生産方式（作目・部門別）の合理化の取組例示表
（別紙１）
営農類型
取 組 例
優良品種の導入、ほ場の集団化、直播技術の導入、施肥方式の改善、側条施肥技術の導入、不耕起栽培の導入、大型機械化体系の確立、暗渠排水・
水 田 作 客土、品種の適切な組み合わせによる作業集中の回避、早期栽培、リース機械の導入、カントリーエレベーターの利用、航空機・ラジコンヘリ利用による播種・農薬散布、有機栽培の取り組み、乾燥・冷蔵・貯蔵施設の設置、水管理の省力化、直販・宅配の取り組みなど
高収益品種の導入、輪作（複数の作物・品種）体系の整備、高性能農業機械の導入、マルチ栽培による単収向上と作業の省力化、育苗の共同化、有機肥料投与等地力増進、契約栽培方式の導入など
高収益作物の導入、ハウス増設等規模拡大、先進的機械（真空単粒播種機、多目的管理機等）・施設（複合環境制御、無人防除機等）の導入、水耕栽培、灌水除塩や堆肥多投入による連作障害回避、果樹類等仕立て方の改良による栽培管理、収穫作業の省力化、雨よけ栽培、複合抵抗性品種
野菜(露地・施設) の導入、マルハナバチの活用等による省力化、資材等の節減、周年生産出荷体制の確立、育苗等の作業の共同化、選果場・出荷場等施設の設置、共同利用施設の活用など
優良品種の導入、ウイルスフリー品種の導入、品種や施設栽培の組み合わせによる労働力平準化、わい化等低樹高栽培・無袋栽培・訪花昆虫利用・摘果剤利用等による省力化、有機質肥料の投与、雨よけ栽培の導入、園内道の整備、ハウス栽培の導入、周年供給体制の整備、マルチ・根域制限
果
樹栽培の導入、スピードスプレイヤー等の大型機械の導入、多目的防災網・防霜ファンの設置、直販・宅配の取り組み、観光果樹園方式の導入、選果施設等の整備など
高収益作物への品種転換、優良苗の導入、自動灌水方式の導入、大型冷蔵庫の導入、無人自動防除機の導入、温度管理の機械化・自動化、移植作
業用ポッテングマシンの導入、選果結束機導入による選別出荷作業の効率化、パソコン等の導入による市場の動きに応じた出荷体制の整備、施設と花き(露地・施設) 露地・加温栽培や電照栽培の組合による作期の拡大や労働ピークの分散、ハウス増設、更新等による規模拡大、周年出荷体制の確立、直販・宅配の取り組みなど
飼料基盤確立のための農地の規模拡大、自動給餌導入、ヘルパー雇用労働の活用、フリーストール・パーラー方式の導入による省力化、堆肥の販
酪
農売、飼料生産機械の共同利用・共同作業によるコスト低減、パソコン利用による飼養管理など
飼料生産基盤確立のための農地の規模拡大、飼料生産ほ場の集団化、飼料生産機械の共同利用・共同作業によるコスト低減、夏季の公共育成牧場
肉 用 牛 の利用による省力化、肉専用種肥育におけるスキャニングスコープを用いた効率飼育、Ｆ１（交雑種）を用いた肥育、パソコン利用による飼養管理、畜舎等施設の改善・事故率の低下、食肉販売の開始、肥育期間の短縮など
畑

作

養

豚

母豚増殖、ウエットフィーダー等自動給餌機導入、糞尿処理施設の整備による環境問題への対応、食肉販売への取り組みなど

養

鶏

給餌・給水の自動化による省力化、集卵の自動化による省力化、除糞の自動化による省力化、ウインドレス鶏舎の設置、ＧＰ設備設置、糞尿処理施設の整備による環境問題への対応、赤玉導入、疾病対策により生存率向上、直販・ふるさと便・スーパー等との契約による販売方式の改善など

養菌蚕
茸

低コスト人工飼料の導入、省力飼養装置の導入、密殖桑園の促進など
周年栽培の導入、機械化作業体系の整備など
科目名
フロンティア技術入門
英語科目名
Introduction to Frontier Technology
開講年度・学期
平成 22 年度･後期
対象学科・専攻・学年
全学科１年
授業形態
講義
必修 or 選択必修
単位数
１単位(週 2h 半期)
単位種類
履修単位（３０）ｈ
担当教員
本多、川上、横内
居室（もしくは所属）
本多、横内:建築学科棟 2F、川上：建築学科棟 1F
電話0285-20-2838(本多)E-mail授業の達成目標
１．全学科分野の先進技術について、その概略の知識を得る。
２．建築学科における先進技術に対する基礎知識を習得し興味を持つ。
３．講義を聴くことにより、建築学科における授業の重要性を認識する。
４．講義を聴くことにより、自分が将来どのような仕事に就きたいか考える切掛けを得る。
各達成目標に対する達成度の具体的な評価方法
達成目標１については、全学科担当者の講義内容について概略を理解しているか評価する。（筆記試験等）
達成目標２については、建築における先進技術についての基礎知識の習得状況を評価する。（筆記試験、レポート）
達成目標３〜４については、講義を聴くことにより、授業に取り組む姿勢・自分の将来への展望等への意欲を評価する。（感想文・小論文等）
評価方法
各達成目標ともに講義内容の筆記試験による評価、その他必要に応じて、レポート等により総合的に採点し，評価する。各学科共通の「評価シート」を作成する予定。
授業内容
1. 全体講義：機械工学分野に関する先進技術の入門講義（資料：講義内容を A3 用紙１枚程度にまとめて配付、等）
2. 全体講義：電気情報工学分野に関する先進技術の入門講義（同上）3. 全体講義：電子制御工学分野に関する先進技術の入門講義（同上）4. 全体講義：物質工学分野に関する先進技術の入門講義（同上）5. 全体講義：建築学分野に関する先進技術の入門講義（同上）6. 全体講義：一般科目（人文系）分野から観た先進技術の入門講義（同上）7. 全体講義：一般科目（自然科学系）分野から観た先進技術の入門講義（同上）8.（中間試験） （全分野における先進技術に関する概要の理解度とそれに対する学生の関心度等を評価する。）
9. 専門講義：建築材料における先端技術入門（その１）
10. 専門講義：建築材料における先端技術入門（その２）
11. 専門講義：建築施工における最新技術
12. 専門講義：建築構造における先進技術(その 1)
13. 専門講義：建築構造における先進技術(その 2)
14. 専門講義：建築構造における先進技術(その 3)
15. （期末試験）
16. 試験答案の返却・解説、その他補足講義等。
キーワード
先進技術、専門技術への興味、勉学意欲の育成
教科書
授業担当者が配付する資料等。
参考書
小山高専の教育方針①〜⑥との対応②
技術者教育プログラムの学習・教育目標‐
JABEE 基準１の（１）との関係‐
カリキュラム中の位置づけ
前年度までの関連科目‐
現学年の関連科目
建築概論
次年度以降の関連科目
建築学科専門科目
連絡事項
先進技術により興味を持つために、生活の中で触れるものに関心を持つように心がけること。

シラバス作成年月日

平成２２年２月２８日
‭（別紙３）‬‭研修名‬‭障害児保育‬‭研修種別‬‭3.障害児保育‬

‭№‬

‭ ‬研
‭ ‬
‭修‬
‭ ‬
‭内‬
‭ ‬
‭容‬

‭
※
‭※‭※

‭研修カリキュラム‬‭①個別研修名‬‭（項目）‬‭1‬‭障害の理解‬‭2‬‭ 害児の発達‬
障
‭の援助‬

‭20人‬

‭ ェリシア‬フ‭こ ど も 短 期 大 学 ‬‭講 師 ‬‭森 下 匡 子 ‬‭講義・演習‬‭(オンデマンド)‬‭220分‬

2‭ 024年6月15日‬‭ ～2024年7月19日‬‭オンライン‬‭ 障害のある子どもの理解‬・‭・医療的ケア児の理解‬‭・合理的配慮に関する理解‬‭・障害児保育に関する現状と課‬
‭題‬

‭20人‬

‭フ ェ リ シ ア ‬‭こ ど も 短 期 大 学 ‬‭講 師 ‬‭森 下 匡 子 ‬‭講義・演習‬‭(オンデマンド)‬‭140分‬

2‭ 024年6月15日‬‭ ～2024年7月19日‬‭オンライン‬‭ 障害のある子どもの発達と援‬・‭助‬‭オンライン‬‭ 障害児保育における個々の発‬・‭達を促す‬‭ 生活と遊びの環境‬‭・障害のある子どもと保育者と‬‭の関わり‬‭・障害のある子どもと他の子ど‬‭もとの関わり‬‭・他職種との協働‬

‭20人‬

‭20人‬

‭ ェリシア‬フ‭こ ど も 短 期 大 学 ‬‭講 師 ‬‭森 下 匡 子 ‬‭3‬‭障害児保育の環境‬‭4‬‭ 害児保育の指導‬
障‭計画、 記録及び評‬
‭価‬

‭5‬

‭ 庭及び関係機関‬
家‭との連携‬‭20人‬‭6‬‭1～5の演習‬‭20人‬‭フ ェ リ シ ア ‬‭こ ど も 短 期 大 学 ‬‭講 師 ‬‭森 下 匡 子 ‬‭フ ェ リ シ ア ‬‭こ ど も 短 期 大 学 ‬‭講 師 ‬‭森 下 匡 子 ‬‭講義・演習‬‭(オンデマンド)‬‭180分‬‭⑥実施日時‬2‭ 024年6月15日‬‭ ～2024年7月19日‬‭⑦会場‬‭⑧具体的な‬‭研修内容‬‭③講師氏名‬‭ ェリシア‬フ‭こ ど も 大 学 ‬‭講 師 ‬‭森 下 匡 子 ‬‭④研修形態‬‭⑤時間数‬
‭（分）‬

‭②定員‬

‭ 地域の専門機関等との連携及‬・‭び個別の‬‭ 支援計画の作成‬‭・全体的な計画に基づく指導計‬‭画の作成と‬‭ 観察・記録‬‭・個別指導計画作成の留意点‬‭講義・演習‬‭(オンデマンド)‬‭57分‬

2‭ 024年6月15日‬‭ ～2024年7月19日‬‭オンライン‬‭ 義・演習‬講‭(オンデマンド)‬‭123分‬

2‭ 024年6月15日‬‭ ～2024年7月19日‬‭オンライン‬‭ 小学校等との連携‬
・‭・保護者や家族に対する理解と‬‭支援‬‭ライブ‬‭(グループ討議：‬‭180分)‬‭180分‬

2‭ 024年7月20日‬‭ 9:30～12:30‬‭オンライン‬‭ 少人数グループ討議・演習‬・‭・質疑応答等‬④研修形態は講義、演習、グループ討議等の別を記載すること。‬⑥実施日時は、講師による対面式研修又はｅラーニング研修（オンライン）で、ライブ形式の研修を行う場合に記載すること。‬⑦会場は、受講者が研修受講する場所（保育所、自宅、○○ビル△階□□室等）を記載すること。‬
令和 6 年第 6 回（9 月）上越市議会定例会

総括質疑

通告一覧

順番

質氏名
（会派）

１1疑内容

議案第 90 号 令和 5 年度上越市一般会計歳入歳出決算認定について(1) 2 款 7 項 1 目総合文化施設運営費中、リージョンプラザ上越管理運営費、10 款上

5 項 1 目社会教育総務費中、上越科学館管理運営費、10 款 6 項 4 目体育施設費中、体育施設管理運営費の施設管理運営業務委託料について、「指定管理者から提出野された実績報告書の内容を精査中であるため、令和 5 年度における支払額を計上公しているもの」とあるが、この数値は単に支払った実績値であり、決算額ではな

悦（日本共産党
議員団）い。よって決算審査はできないが、どのように考えているのか。
(2) 10 款 6 項 6 目学校給食管理費中、学校給食費について、令和 3 年度から毎年のように食物アレルギーの誤飲・誤食及び異物混入が発生しているが、以下の点について聞きたい。
ア

事故発生の原因をどのように分析しているか。

イ

学校栄養教職員はどのように配置されていたか。また、それは十分だったか。

遠隔地の学校を兼任しているような事例はなかったか。
ウ

学校栄養教職員と調理担当者との間の連携は適切だったか。日頃からの信頼関係に基づくコミュニケーションは、十分に取れていたのか。

1

令和 6 年第 6 回（9 月）上越市議会定例会

総括質疑

通告一覧

順番

質

氏名
（会派）

２

1

疑

内

容

令和 5 年度決算の概況について(1) 令和 5 年度はエネルギー価格や物価の高騰、猛暑や渇水、地震、津波等の災害が相次いだ。市はそれに対し、財政調整基金の活用等により臨機に対応してきた。

髙

そうした状況下においても、財政健全化の 4 指標は全ての比率で早期健全化基準

橋を下回り、前年度との比較では、実質公債費比率、将来負担比率、経常収支比率

浩がいずれも改善したとある。その要因や取組の経過を聞きたい。

輔（みらい）

2

議案第 90 号 令和 5 年度上越市一般会計歳入歳出決算認定について(1) 2 款 1 項 28 目地域振興費中、移住定住対策事業について、移住者数が堅調に推移しているが、どのように分析・評価しているか。
(2) 6 款 1 項 3 目農業振興費中、担い手育成確保支援事業について、地域計画策定推進事業における計画案を策定する過程で何か課題は見えてきたか。
(3) 10 款 1 項 2 目事務局費中、みんなで育む教育推進事業について、上越市教育の日制定 10 周年を迎えたが、これまでの取組や成果をどのように評価しているか。
(4) 3 款 1 項 4 目障害者自立支援費中、相談支援事業について、地域生活支援拠点強化事業のこれまでの成果を聞きたい。
3

議案第 100 号 令和 6 年度上越市一般会計補正予算（第 5 号）について(1) 2 款 1 項 14 目上越文化会館運営費中、上越文化会館管理運営費について、「利用者の利便性を向上させるため、正面出入口を自動ドアに改修する経費を増額する」とあるが、改修に至った経緯と改修のスケジュールについて聞きたい。

2
一般課題（産業利用分野）課題実施報告 様式 F15_IA_2018B
http://support.spring8.or.jp/Report_JSR/PDF_JSR_30B/2018B1855.pdf
2018B1855

BL46XU

有機無機ペロブスカイト型鉛ハライド多結晶の結晶構造解析
Crystal Structure Analysis of Organic-Inorganic Perovskite Lead Halide
Polycrystals
柴山 直之, 中村 唯我Naoyuki Shibayama, Yuiga Nakamura
東京大学
The University of Tokyo
ペロブスカイト太陽電池は発電層に ABX3 構造を有する有機無機ペロブスカイト型鉛ハライド多結晶層を用いている。中心金属の B サイトには Pb2+、 A サイトには CH3NH3+、 Cs＋などの一価のカチオン、X サイトに、I-, Br-などのハロゲン化物イオンが用いられ、これらを組み合わせることで発電層を形成している。本研究では、2 次元広角 X 線回折測定（2D-WAXS）を用いることで、これらの材料を変えた有機無機ペロブスカイト型鉛ハライド多結晶層の結晶構造を決定した。
キーワード： 有機無機ペロブスカイト型鉛ハライド結晶、ペロブスカイト太陽電池、2 次元広角X 線回折測定、結晶構造背景と研究目的：
太陽光発電は再生エネルギーの中で最も普及している技術であるものの、未だ発電コストが高いという課題がある。ペロブスカイト太陽電池は、発電効率が高く、100°Ϲ 程度の加熱による結晶化プロセスで簡便に作製可能であるため、太陽電池の発電コストが低減できると期待されている。
そのため、ペロブスカイト太陽電池は現行のシリコン太陽電池に代わる有用な候補であると位置づけられている。ペロブスカイト太陽電池は、p 型半導体層/i 型ペロブスカイト多結晶層/n 型半導体層からなる p-i-n 構造型太陽電池であり、光吸収層であるペロブスカイト多結晶層で発生した電子と正孔を、p 型- n 型半導体層により効率よく電荷分離することで高い変換効率を実現している。
そのため、材料の結晶構造や結晶性を評価することは重要となる。
本研究では、A サイトと X サイトを変更した際の有機無機ペロブスカイト型鉛ハライド多結晶層を作製し、2D-WAXS を用いて測定することで、これらの材料組成の変化が結晶構造や結晶性に与える影響を確認した。
実験：
測定試料の作製方法①DMSO 溶液に Lead（II）Iodide（PbI2/TCI 社製）と Methylammonium Iodide（MAI/TCI 社製）が濃度が1.3 mol/L になるように溶解させ、1 時間撹拌することでペロブスカイト前駆体溶液として MAPbI3溶液を得た。[1]②DMSO 溶液に Lead（II）Iodide（PbI2/TCI 社製）と Cesium Iodide（CsI/TCI 社製）が濃度が 1.3 mol/L になるように溶解させ、1 時間撹拌することでペロブスカイト前駆体溶液として CsPbI3 溶液を得た。
③DMSO 溶液に Lead（II）Bromide（PbBr2/TCI 社製）と Methylammonium Bromide（MABr/TCI 社製）が濃度が 1.3 mol/L になるように溶解させ、1 時間撹拌することでペロブスカイト前駆体溶液として
NAPbBr3 溶液を得た。
④DMSO 溶液に Lead（II）Bromide（PbBr2/TCI 社製）と Cesium Bromide（CsBr/TCI 社製）が濃度が 0.4mol/L になるように溶解させ、1 時間撹拌することでペロブスカイト前駆体溶液として CsPbBr3 溶液を得た。
次、スピンコート法を用いて FTO ガラス上にペロブスカイト前駆体溶液を塗布し、10 秒間 1000rpm でプレ回転させた後、30 秒間 4000 rpm で成膜した。その後、100 度 30 分間焼成することでガラスもしくは Si 基板上にペロブスカイト多結晶層を得た。基板上のペロブスカイト多結晶層を2 cm× 2 cm 程度に切断し、2D-WAXS 測定用のペロブスカイト多結晶サンプルを得た。

一般課題（産業利用分野）課題実施報告

様式 F15_IA_2018B

測定条件
2D-WAXS 測定は BL46XU に設置されている HUBER 社製多軸回折計を用いて測定した。2 結晶分光器は 12.39 keV（1 Å）の X 線が最大になるようにセットし、2 結晶分光器下流に設置されているミラーで高調波の除去と集光を行った。実験ハッチ最上流に設置している 4 象限スリットで試料に⼊射する X 線を H 0.02 × W 0.3 mm 程度に成形し、入射 X 線強度はイオンチャンバーでカウントした。試料からの回折 X 線は、二次元検出器 PILATUS300K を用いて検出した。光量の調整には、試料上流側にリボルバー式のアッテネータを 2 枚入れた。試料のアライメントは試料ステージ Zs, Rxs, Rys 軸を⽤いて試料の傾きと⾼さを調整した。測定の際、試料への X 線⼊射⾓は回折計 Th 軸で設定した。
結果および考察：
各ペロブスカイト多結晶試料の 2D-WAXS の測定結果を図 1 を示す。MAPbI3 は tetragonal 構造を示し、BL19B2 で得られた 2D-WAXS の結果と同等であった[1]。MAPbBr3 は Cubic 構造、CsPbBr3
は Orthorhombic 構造を示した。これらは、いずれもペロブスカイト構造を有していた。一方で、
CsPbI3 は Orthorhombic 構造を示すもの、非ペロブスカイト構造であった。

図 1. 各ペロブスカイト多結晶サンプルの 2D-WAXS (a) MAPbI3, (b) MAPbBr3 (c) CsPbI3 (d) CsPbBr3

参考文献：[1] N. Shibayama, H. Kanda, T. W. Kim, H. Segawa, S. Ito., APL Mater. 7, 031117 (2019).
長野県立大学健康発達学部こども学科 公開セミナー

フィンランドの自然保育と子育て
日時

定先着200名

2018年10月27日（土）10:00～13:00
会員（要申込・参加費無料）

場

長野県立大学 三輪キャンパス （長野県長野市三輪8-49-7）（長野電鉄 本郷駅より徒歩10分、長電バス 城山団地バス停より徒歩5分）【第1部】 10:10～11:40【第2部】 11:50～12:50

フィンランドの幼児教育と就学前教育
フィンランドの自然保育

フィンランドの文化と生活
フィンランドの子育てと子育て支援

講 師：スサンナ＝スータルラ氏

講師：匝瑳 岳美 氏
（ヘルシンキ大学・研究員・博士（哲学音楽学））（タイガチャイルド（株）代表取締役・保育統括責任者）

概要

概要

講師は、現在フィンランドで展開されている自然保育認証制度(Luonnossa kotonaan)の開発に主として携わりました。セミナーでは、フィンランドの幼児教育と就学前教育の概要について解説した上で、同国での自然保育の考え方や講師自身も行っている自然保育の実際を紹介します。

講師（在フィン22年）は研究の傍ら日本人教育関係者を対象とした研修コーディネイトや通訳・翻訳を行っています。２児の子育て中である講師が体験するフィンランドの子育てと子育て支援の実際、その背景にあるフィンランドの文化と生活を紹介します。
飯田市出身。

お申込み

以下のホームページまたはQRコードからお申込みください。
なお、定員になり次第、受付を終了いたします。（申込〆切：10月25日）

セミナー申込ホームページ https://tinyurl.com/yb4x8875
お願い

構内工事中のため、駐車場がございません。ご来場の際は、公共交通機関をご利用いただけますよう、お願いいたします。
2000年（平成12年）
日時

演

午餐講演会 開催実績一覧

霞山会
講

題師

2000年12月11日(月)中国にとっての二十世紀

山田辰雄先生（慶応義塾大学教授）

2000年11月21日(火)現代アメリカ政治を見る眼ーアメリカ新政権の課題と展望ー

2000年10月26日(木)日米中関係の現状と展望

2000年9月19日(火)変容する朝鮮半島と日本の対応

山岡邦彦先生（読売新聞論説委員）

2000年7月26日(水)中国・西部大開発の意義と問題点

柯隆先生（富士通総研経済研究所主任研究員）

2000年6月29日(木)台湾・陳水扁新政権の課題

若林正丈先生（東京大学教授）

2000年5月25日(木)アメリカ大統領選挙のなかの中国問題

宇佐美滋先生（日本大学教授）

2000年4月17日(月)朝鮮半島情勢をどう見るか

小此木政夫先生（慶応義塾大学教授）

2000年3月13日(月)WTO加盟と中国の対応

大橋英夫先生（専修大学経済学部教授）

2000年2月21日(月)2000年の国際情勢を展望する

田中明彦先生（東京大学東洋文化研究所教授）

吉原欽一先生（(社)アジアフォーラム・ジャパン常務理事）
国分良成先生（慶応義塾大学地域研究センター所長・法学部教授）

🄫THE KAZANKAI FOUNDATION
スマートシティ研修会（広島県みんなのDX研修2.0）
尾道市では、令和２年１１月に、「庁内デジタルファースト宣言」を行い、「市民サービス」「まちづくり」「行政運営」の各分野において、デジタル技術を最大限活用し、持続可能なまちづくりを進めています。
デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進には、正しい理解と実践意識の醸成が必要です。
そのため、DXの考え方やデータ利活用の意義を学ぶことを目的に、市職員研修を実施することとしました。今回の研修は、企業等の皆様も視聴できるよう、オンライン配信しますので、ぜひご覧ください。

日時

令和５年１月１１日（水）・第一部 9：30～12：00
・第二部 13：30～16：00 （第一部と第二部は同内容です）

内容

・広島県 みんなのDX研修2.0 （令和4年度広島県DX基礎研修）
講師：菅 由紀子 氏

申込方法 URLまたはQRコードよりお申し込みください。
https://zoom.us/webinar/register/WN_oTAQQUvORaCjpVi6dJStkw（要事前申込。オンライン会議ツールZOOMによるウェビナー形式で実施します。）※研修資料につきましては、当日ZOOMウェビナーのチャット機能にてお送りします。
※研修終了後、アンケートの提出にご協力ください。
（ウェビナーからの退出後、自動的にアンケートのページにジャンプします。）
菅 由紀子 （かん ゆきこ） 氏
株式会社Rejoui 代表取締役-広島大学 客員教授
-Women in Data Science (WiDS) HIROSHIMAアンバサダー-一般社団法人データサイエンティスト協会 スキル定義委員
大崎上島町生まれ、広島女学院高等学校出身。大学卒業後、株式会社サイバーエージェン
トにて、マーケティングリサーチ事業の新規立ち上げを経験。㈱ALBERTにて、データサイエンティストとして、様々な企業の分析プロジェクトに参画し、2016年9月に独立。デー
タサイエンティスト育成事業を展開し、広島をはじめ西日本における地方企業のDX推進に取り組んでいる。2021年度日本統計学会統計教育賞受賞。

お問合せ：尾道市政策企画課
TEL：0848-38-9316 FAX：0848-37-2740
Mail：kikaku@city.onomichi.hiroshima.jp
News Release
平成 24 年 6 月 29 日

松屋が四国に初出店！

このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：緑川源治）では、四国に初出店となる、「松屋徳じょうさんじま

島 常 三 島 店」を 2012 年 7 月 6 日（金）10 時、徳島市にオープンいたします。
松屋は、主力メニューの牛めしはもちろん、カレー、定食メニュー、丼メニューの 4 本柱に加え、季節限定メニューや朝定食、その他、多彩なサイドメニューに至るまで、いつでも充実したラインアップでお客様の健康と豊かな食生活を応援しております。また、美味しさやその利便性だけではなく、地道な商品開発により、「化学調味料」、「人口甘味料」、「合成着色料」、「合成保存料」を使用しない、ご家族皆様で安心してお楽しみいただける商品の開発を推進しております。 みんなの食卓でありたい をモットーに松屋は更なるサービス向上に励んでまいりますので、是非ご来店ください。

牛めし

厚切りチキングリル丼

オリジナルカレー

デミたまハンバーグ定食※当店は券売機を使用しております。券売機で食券をお買い求めください。（ドライブスルーご利用時等を除く）※お持ち帰りも出来ます。一部メニューではお取り扱いができないものもございます。
※店内でお召し上がりの場合、みそ汁が付きます。お持ち帰りの場合、みそ汁をお求めの場合は別途料金 50 円を頂戴します。

店名「松屋」徳島常三島店

開 店 日

平成 24 年 7 月 6 日(金) 10：00

住徳島県徳島市北常三島町 2 丁目 52 番 1

所

ﾛｹｰｼｮﾝ

国道 11 号線を徳島 IC に向かう車線沿い。徳島市民病院向い。

席数・駐車場台数

34 席（カウンター12 席・テーブル 22 席）ドライブスルー有り。駐車場 14 台

営業時間・休業日

24 時間・年中無休【問い合わせ先】株式会社松屋フーズ
本社所在地：〒180−0006

広報・IR グループ

Tel：0422-38-1121

Fax：0422-38-1154

東京都武蔵野市中町 1−14−5

店舗数：国内全業態：964 店舗、松屋業態のみ：923 店舗（2012 年 5 月 31 日現在）
飯豊町公共工事に係る入札・結果の公表に関する要綱様式第３号

飯豊町建設工事等入札結果等一覧表
令和元年度5月21日
番号

建設工事等の名称

1

令和元年度 旧克雪管理センター屋根修繕工事

2

令和元年度 飯豊町消防団小型ポンプ購入事業

3

令和元年度 松くい被害木伐倒駆除業務委託

落札者

場所※1下屋地

西置賜行政組合
株式会社長谷川ポンプ製作所
消防署飯豊分署

添川 松原

西置賜ふるさと森林組合

45678910※1 場所は、建設工事は施工場所、業務委託は履行場所、物品納入は納品場所を表示。
※2 落札金額は、消費税を含まない金額。
※3 備考欄の「一般」は一般条件入札を、「指名」は指名競争入札を、「総合」は総合評価落札方式の略。

落札金額(円)※2

備考※3

不落

指名

2,114,000

指名

2,580,000

指名
環境福祉委員会（審査予定案件一覧）
１ 日 時
令和６年９月１０日（火）午前１０時

２ 場 所
市会第３会議室

３ 案 件（１）保健福祉局
ア 理事者報告（１件）（ア）介護保険及び障害福祉サービスの利用者負担に係る（新）高額障害福祉サービス費及び高額医療合算介護サービス費等の支給誤りについて※ 環境政策局及び保健福祉局に対する一般質問は、委員からの申出があれば行う予定です。
帝塚⼭学院泉ヶ丘中学校⾼等学校

⽣徒会通信
1⽉31⽇(⽔)

令和6年1⽉1⽇、⽯川県能登半島地⽅を震源とする最⼤震度7の地震が発⽣しました。
この地震により被災された⽅々を⽀援するため、⽣徒会が1⽉23⽇〜26⽇に実施した募⾦により314,581円集まりました。
このお⾦は1⽉29⽇(⽉)、郵便局より⽯川県へ義援⾦として送⾦させていただきました。
たくさんのご協⼒、本当にありがとうございました。

今後も⽣徒会活動へのご⽀援とご協⼒をよろしくお願いいたします。
入札公告の訂正

次のとおり訂正いたします。
令和４年３月２８日
経理責任者
独立行政法人国立病院機構
長崎医療センター院長 江﨑 宏典
１． 掲載日 令和４年３月２４日
２． 訂正内容 入札公告 ２.競争参加資格 （７）中、「１級建築施工管理技士又は一級建築士の資格」を「１級又は２級建築施工管理技士もしくは、一級又は二級建築士の資格」に訂正いたします。
2015-020

平成 27 年７月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社ＴＳＩホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長
齋藤 匡司（東証第一部 コード番号 3608）
問 合 せ 先 管理本部 広報室長 山田 耕平
Ｔ Ｅ Ｌ03(6748)0002

株式会社日本政策投資銀行による当社普通株式(証券コード 3608)の買付けに関するお知らせ

当社は、株式会社日本政策投資銀行より、別紙のとおり当社の普通株式の買付けを平成 27 年７月 30日及び平成28 年３月31 日までのいずれかの日に行う旨の報告を受けましたのでお知らせいたします。

本資料は、株式会社日本政策投資銀行(買付者)が株式会社ＴＳＩホールディングス(買付けの対象会社)に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第 30 条第１項第 4 号に基づいて公表を行うものです。

以上

1

（別添）
平成 27 年７月 14 日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先ＴＥＬ

株式会社日本政策投資銀行
代表取締役社長 柳 正憲
企業投資部 大越 崇輝03(3244)1140(代)

株式買付けの決定に関するお知らせ
本日、下記のとおり、株式の買付けを行うことを決定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、この買付けは金融商品取引法第 167 条第１項及び同法施行令第 31 条に規定する「公開買付けに準ずる行為として政令で定める買い集め行為」に該当するため、開示を行うものであります。
記
１．対象銘柄株式会社ＴＳＩホールディングス（東証第一部 コード番号 3608）
２．買付数量①②

6,743,000 株（発行済株式総数の 5.82％）（自己株式の処分による取得）①と合計して、当行による出資比率が発行済株式総数の 10％未満となる範囲内を目処とする株式数

３．買 付 日①②

平成 27 年７月 30 日（予定）平成 28 年３月 31 日までのいずれかの日（予定）４．備

詳細は、株式会社ＴＳＩホールディングスが本日発表した「資本・業務提携及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。
なお、上記２②の買付数量については、一部又は全部の買付けが行われない場合があります。

考以2上
基労保発 1121第 1号
平成 23年 11月 21日
都道府県労働局労働基準部長殿厚生労働省労働基準局労災補償部
労災保険業務課長

J

労災保険業務機械処理事務手号 I(短期給付業務、年金・一時金業務)の一部改正に伴う機械処理事務の留意点について労災保険業務機械処理事務手引(短期給付業務、年金・一時金業務)の一部

1月 18日付け基発 1118第 3号により指示された改正については、平成 23年 1
ところであるが、これに伴う機械処理事務の留意点については下記のとおりであるので、今後の事務処理に遺漏なきを期されたい。
記

1 年金・一時金業務における石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う入力方法の変更について0年延長(1)特別遺族給付金の請求期限の 10年延長され、これまで、「登録票 (39560)J特別遺族給付金の請求期限が 1の項番③「受付年月日 J欄に入力される日付が、平成 24年 3月 28日以降であれば不支給決定扱いとしていたところ、平成 34年 3月 28日以降を不支給決定扱いとするよう変更したこと。
(2) 特別遺族給付金の支給対象の拡大
特別遺族給付金の支給対象が拡大され、これまで、「登録票 (39560)Jの項番③「傷病年月日 J欄に入力される日付が、平成 18年 3月 27日以降であれば不支給決定扱いとしていたところ、平成 28年 3月 27日以降を不支給決定扱いとするよう変更したこと。
(3) 経過措置に係る改修

39560)Jの項番⑥「傷病年月日 J欄に特別遺族年金において、「登録票 (入力される日付(死亡年月日)が、平成 18年 3月 27日から平成 18年 8月 29 日までの期間に属する場合は、項番⑬「支給事由発生年月日」禰は、「傷病年月日 J欄に入力される日(死亡年月日)の 5年経過後の日付でなければ、キャンセノレとなるよう変更したこと。

2 年金・一時金業務における労災就学等援護費支給申請書の受付に係る入力方法の変更について(1)受付入力時期の変更

39565)J (以下「申請書J とこれまで、「労災就学等援護費支給申請書 (いう。)は、年金給付の支給決定決議入力が行われていなければ、受付入力をキャンセルとしていたが、年金給付の受付入力が行われていれば、受付入力が可能となるよう変更したこと。
(2) 入力時における留意点①

申請書の受付入力にあたっては、年金給付のデータ受付番号の 4桁目から12桁固までの番号を年金証書番号として申請書の項番⑤「年金証書番号」欄に入力すること。

②

遺族(補償)年金の場合、申請書を登記する際は、年金給付にて決議入カした権者枝番号を項番⑦「権者枝番号J欄に入力すれば、申請書の受付時と異なる権者枝番号であっても、キャンセノレとならないよう設定したこと。

③

受付時の職権コードの使用方法に変更はなく、また、年金給付の支給決定が行われなければ、登記、修正、再出力、不支給の各処理を行うことができないことについても変更はないこと。

④ 年金支給決定後、前払一時金と労災就学等援護費とを同時に受付処理を行った場合、先に受付入力を行った給付から登記、修正を行うこと。
先に受付入力を行ったが、登記が後になった場合については、登記処理がキャンセノレとなるので、その場合、一度受付を取り消した後、再度受付処理から行うこと。

3 短期給付業務及び年金・一時金業務における被災者別未処理事案リストの出力方法の変更について(1)短期給付業務の被災者別未処理事案リストについて、これまで、月次で第 6 開庁日のオンライン処理終了後に配信していたところ、月次で毎月第2開庁日のオンライン処理終了後に局署に配信されるよう変更し、出力条件についても、平成田年 5月 9日稼働の新システム前の旧システムと同様となるよう変更したこと。
(2) 年金・一時金業務の被災者別未処理事案リストについて、

csv出力が可能となるよう変更したので、未決事案等の把握及び解消に効率的に利用すること。
なお、年金・一時金業務の被災者別未処理事案リストについては、配信日に変更がないこと。4 運用開始日
年金・一時金業務における石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う上記 1の入力及び労災就学等援護費支給申請書の受付に係る上記 2の入力については、平成 23年 11月 21日より可能となること。
また、短期給付業務及び年金・一時金業務における被災者別未処理事案リストの出力については、平成 2
3年 12月分より上記 3のとおり変更となること。
なお、短期給付業務編及び二次健康診断等給付業務編に記載のある出カ帳票の変更に関しては、別途通知すること。
令和元年台風第１９号により被災した入学志願者の検定料の免除について
この度の令和元年台風１９号により，被害に遭われた方々には，心よりお見舞い申し上げます。
小樽商科大学では，被災された方の経済的負担を軽減し，本学を志願する受験生等の進学機会の確保を図るために，今年度に実施する入学試験に限り，次のとおり検定料免除の特別措置を講じます。
検定料の免除を希望される方は，出願前に必ず入試室までご連絡ください。
１．免除対象となる入試（１）２０２０年度学部入試①昼間コース・一般入試（前期日程・後期日程）
・推薦入試
・専門高校・総合学科卒業生入試
・帰国子女入試，中国引揚者等子女入試，私費外国人留学生入試
・編入学・再入学試験②夜間主コース
・一般入試（前期日程）
・推薦入試，社会人入試（夜間主コース）（２）２０２０年度大学院入試①現代商学専攻博士前期課程
一般入試，特別入試，社会人特別入試，外国人留学生特別入試②現代商学専攻博士後期課程
一般入試，一般入試（専門職学位選抜），社会人入試，社会人入試（専門職学位選抜）③アントレプレナーシップ専攻
・一般入試，社会人入試
・組織推薦（随時入試・指定日入試）
２．対象者免除対象となる入学者選抜試験の志願者で，令和元年台風第１９号により被災し，次のいずれかに該当する方（１）学資負担者が，災害救助法適用地域において被災し，家屋等の全壊，大規模半壊，半壊，流失の罹災証明が得られる方（２）学資負担者が死亡または行方不明の方３．申請の方法
事前に入試室に連絡し，該当すると判断された方は，所定の申請書類を出願書類とともに提出してください。
なお，この申請を行う場合は，出願時に「検定料」を払い込まないでください。
４．申請書類（１）「検定料免除申請書」（本学ホームページからダウンロード）（２）「罹災証明書等」（上記２の（１）に該当する方）（３）「死亡又は行方不明を証明する書類」（上記２の（２）に該当する方）
５．許可または不許可の通知について（１）許可者には，受験票の送付をもって，許可の通知に代えることとします。
（２）不許可者には，別途連絡しますので，直ちに検定料を指定の口座に払い込んでください。納入が確認された後，受験票を送付します。
６．その他
上記１に該当する入学者選抜試験で，既に検定料を払い込んだ場合は，入試室までご相談願います。

本件に関する問い合わせ先
小樽商科大学入試室
TEL：０１３４－２７－５２５４
FAX：０１３４－２７－５２５８

大学使用欄
許可・

受験番号

不許可

（上欄には何も記入しないこと）

検定料免除申請書
年
国立大学法人小樽商科大学長

月日

殿

申請者（入学志願者）
ﾌﾘｶﾞﾅ
氏

名

住所

電話番号

〒
（自宅）

（携帯）

E-mail
入学（希望）時期
志望する学部・研究科（専攻）

年

月

□商学部
□商学研究科現代商学専攻□商学研究科アントレプレナーシップ専攻

私（又は私の学資負担者）は，下記のとおり被災しましたので，検定料の免除を申請します。
被災年月

年

月

災 害 名
被災時における

氏名：

主たる学資負担者
被災状況

□

続柄：

住家が被災した（全壊・大規模半壊・半壊□にチェックする□

主たる学資負担者が死亡した。

（□主たる学資負担者が行方不明となった。

）内は該当するものを○で囲む

添付書類（コピー可）□罹災証明書□死亡・行方不明を証明する書類□被災証明書□

その他（）・流失）
九州アジアン産業支援協同組合

つ な ぐ
ト沖縄レポー
沖縄南国フーズ チンさん
早いもので、チンさんも沖縄へ来て1年経ちました。
初めて沖縄の地を踏み、家族と離れて生活する事は忍耐が求められることもあったと思います。でも、家族の幸せや子供の将来も考えて、良く頑張っていると、南国フーズの社長さん(國場さん)やアジブリ職員の私も感じています。

アジブリ通信2023年11月
第３号

チンさんは日本語も、彼なりのペースで良く勉強しています。
しかし、困難な時期もありました。技能実習生に義務付けられている、評価試験では不合格になってしまい、再試験を受けなければいけませんでした。しかしめげない指導員の熱心な教育はつづき、見事合格しました。アジブリ松野
もチンさんに、試験前特訓を行い、３時間一緒に勉強しました。
現在は漢字を一生懸命勉強しています。

マンゴーハウスにて社長の國場さん

８月は沖縄南国フーズさんはマンゴーやバナナの出荷時期でした。毎日、暑い沖縄で、水分補給や休憩をこまめにとりながら頑張っておられました。
本部から
沖縄南国フーズさんは、沖縄県での歴史的に大切な地域、ひめゆりの塔の近くに広大な農地をお持ちで、最高級の贈答用マンゴー（大きくて甘い）沖縄でしか手に入らないいろいろな種類のバナナを栽培、ほかにも野菜などたくさんの農産物を生産されています。さらに養豚では、アグー豚を飼育、この琉球在来豚は、日本のブランド豚の中でも６００年ほど前からの在来種とされています。普通の豚肉と比べてグルタミン酸の含有量が２．５倍。やわらかい肉質で臭みがなく灰汁も出ないといういいこと尽くしの豚肉です。
社長が経営する、「南国亭」では、この農場で生産された、採れたてマンゴーの１００パーセントジュースや、アグー豚料理を格安でいただくことができます。アジブリ本部からの訪問の際もこのお店は逃せません。長崎の技能実習生が年休を利用して念願の沖縄を旅したときには、母国の味を懐かしみつつマンゴージュースを満喫しました。いつもお客さんでいっぱいのこの老舗のお店に皆様もぜひ！

チンさんが、バナナを私にプレゼント！
アイスクリームバナナ
とてもネットリしてて美味
しいちなみに、チンさんバナナ
苦手みたい😋

（沖縄エリアサポーター松野和美）

プ

情報チ

特定技能２号の対象が拡大しました！

本年6月9日に、熟練した技能を要する特定技能２号については、特定技能１号の１２の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連
製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の９分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能２号の対象とすることとしました。（本取扱は、令和５年８月３１日から開始されています）
これにより、特定技能１号の１２の特定産業分野のうち、介護分野以外（注１）の全ての特定産業分野において、特定技能２号の受入れが可能となります。
（注１）介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能２号の対象分野とはしていません。

プ

Welcome toJapan②
情報チ

技能実習修了証について技能実習2号修了時に、監理団体より修了証書を発行します。
指導員の評価が必要になりますので、アジアンより、依頼させていただく
時にはご協力お願いします。

今期の入国データ（8～１0月）特定技能技能実習

２人
10人
ＦＧＮデータシート

センサ素子／ゲージ圧■特長
小型表面実装スタイル■型式
ＦＧＮ－６ ０７Ｐ Ｇ ＳＲ
リード形状
表面実装スタイル
圧力導入口長
６：6mm
モデル名

圧力の種類
Ｇ：ゲージ圧

定格圧力(PSI)

重量（ｇ）

ＲｏＨＳ対応0.35

測定圧力範囲（kPa）

型 式-13.79～13.79

FGN-602PGSR-34.47～34.47

FGN-605PGSR-48.26～48.26

FGN-607PGSR■仕様
型 式
602PGSR
605PGSR
607PGSR
使用条件および推奨動作条件
圧力の種類
ゲージ圧
定格圧力
13.79
34.47
48.26
測定圧力範囲-13.79～13.79-34.47～34.47-48.26～48.26
精度保証温度0～50
圧力媒体
非腐食性気体 （液体には使用できません）
駆動電流（定電流）1.5絶対最大定格
最大負荷圧力定格圧力の 2 倍
最大駆動電流
3.0
使用温度
0～80
保存温度
-20～100
使用湿度
30～80 （結露しないこと）
電気的性能（駆動電流 1.5mADC 定電流、温度 Ta=25℃）
出力スパン電圧40～130 （at 0kPa～定格圧力）
オフセット電圧±25 （at 0kPa）
ブリッジ抵抗
4000～6000
応答速度2（参考値）
ｵﾌｾｯﾄ電圧温度特性
精度±10±8
感度温度特性5.02.5直線性±0.6±0.3
圧力ヒステリシス±1.0±0.7

1

単位－kPa
kPa
℃
－mADC
－
mADC
℃
℃
%RH
mV
mV
Ω
msec.
%FS/0～50℃%FS/0～50℃%FS%FS

ＦＧＮデータシート

センサ素子／ゲージ圧

各項目の評価方法は以下の計算式による。
P1= 0 kPa
T1= 0 ℃
P2= 1/2 x P3 (kPa)T2= 25 ℃
P3= 定格圧力(kPa)T3= 50 ℃
オフセット電圧（mV）
Voff = V(P1,T) ： 圧力 0kPa（圧力開放）時の出力電圧
Voff(0) = V(P1,T1)
Voff(25) = V(P1,T2)
Voff(50) = V(P1,T3)定格出力電圧（mV）
Vfs = V(P3,T) ： 定格圧力を印加したときの出力電圧
Vfs(0) = V(P3,T1)
Vfs(25) = V(P3,T2)
Vfs(50) = V(P3,T3)
出力スパン電圧（mV）
SV = Vfs - Voff
SV(0) = Vfs(0) - Voff(0)SV(25) = Vfs(25) - Voff(25)SV(50) = Vfs(50) - Voff(50)
オフセット電圧温度特性（%FS）
TSO = {⊿L と⊿H の絶対値の大きいほう} / SV(25) x 100⊿L = Voff(0)-Voff(25)⊿H = Voff(50)-Voff(25)感度温度特性（%FS）
TCS = {max[SV(0),SV(25),SV(50)] - min[SV(0),SV(25),SV(50)] } / SV(25) x 100
非直線性（%FS）
NL = {V(P2,T2) - [Voff(25)+Vfs(25)]/2 } / SV(25) x 100(※25℃の値で規定する)
圧力ヒステリシス（%FS）
Phys = {Voff’(25) - Voff(25) } / SV(25) x 100
Voff’(25) ： 定格圧力を印加してから大気開放した後の出力電圧(※25℃の値で規定する)

2

ＦＧＮデータシート

センサ素子／ゲージ圧
■外形図■
FGN

圧力導入口

大気圧導入口インデックス

位置決めピン
推奨ランド寸法2-φ1.1 位置決めピン穴径

マーキング面位置決めピンパッド■接続図■

出力定電流電源ゼロバランストリマ（VRO）を入れる場合

3

ＦＧＮデータシート

センサ素子／ゲージ圧■出力特性例■↑出力電圧（mV）

出力スパン電圧オフセット電圧

－定格圧力
0kPa

定格圧力→印加圧力（kPa）

注） ご使用になる前に必ず“圧力センサ使用上のご注意（半導体圧力センサ正しくご使用いただくために）”をお読み下さい。
仕様は断り無く変更することがあります。
▼センサ端子の変色を防止するために、長い間開封したままの状態でセンサを大気中に放置しないようお願い致します。
▼経年変化などによりセンサのオフセット電圧にズレが生じた場合でもゼロ点補正できるような設計をお願い致します。

技術的なお問合せ先： 株式会社フジクラ センサ部
〒135-8512 東京都江東区木場 1-5-1 電話（03）5606-1072

4

E-mail：sensor@fujikura.co.jp

ＦＧＮデータシート

センサ素子／ゲージ圧

推奨リフロー温度プロファイル※ 加熱温度は下記プロファイル以内で、実際の実装環境に応じて最適な温度条件を設定して下さい。
～10sec

230℃
210℃

150℃

常温aａ：温度上昇勾配ｂ：予備加熱ｃ：温度上昇勾配
ｄ：本加熱

bcde

１～２℃／sec
温度 150℃～180℃ ，時間 60～120sec
１～２℃／sec
温度 210℃以上の時間 30sec 以内
ピーク温度 230℃以下（10sec 以内）
230℃を超えることがないようにして下さい

ｅ：冷却温度勾配

１～２℃／sec※温度測定点：センサパッケージ表面（上面）※リフロー回数は 2 回までとする。

技術的なお問合せ先： 株式会社フジクラ センサ部
〒135-8512 東京都江東区木場 1-5-1 電話（03）5606-1072

5E-mail：sensor@fujikura.co.jp
2023 度

メディア委員会

 朝と昼の寒暖差が激しい日が続き、体調を崩す人が増えてきているようです。星翔祭が終わると期末試験が待っています
ので体調管理を怠らないようにしましょう。

新着図書案内 （一覧は HP をご覧ください。）
新着図書 71 冊のうち 10 冊をピックアップ！

『教室を生きのびる政治学

犀の教室』

岡田憲治∥著『ポケモン×工芸
美とわざの大発見』
国立工芸館∥監修『ゼッタイ！芥川賞受賞宣言』
佐川恭一∥著
主人公が、好きな人を振り向かせるために芥川賞受賞を目指すお話。選択次第で結末が変わるゲームブック仕様になっています。
さあ、あなたは TRUEるでしょうか。

END にたどり着け『図解でわかる時事
重要テーマ１００２０２４－２０２５』
日経ＨＲ編集部∥著『５分後に意外な結末
白い恐怖増補改訂版』

桃戸ハル∥編著『直感とちがう数学』
タカタ先生∥原案『海神の娘』『食品ロスはなぜ減らないの？』

葉一∥監修

白川紺子∥著

小林富雄∥著

カシワイ∥絵食品ロスの原因や課題を分かりやすく解説している本です。
小論文対策として読んでみてはどうでしょうか。

『数字でわかる！

『地図でスッと頭にデータから見る医療入る世界の資源とのいまとこれから』争奪戦』

村上正泰∥監修

村山秀太郎∥監修
7 海外からの寄稿（寄稿者名(sur name)についてアルファベット順に掲載）
7.1 Congratulations to IES
Anca Melintescu, Ph.D.
Senior Researcher in Radiological andEnvironmental Risk Assessment“Horia Hulubei” National Institute for Physics andNuclear Engineering (IFIN-HH), Bucharest,
Romania
Department of Life and Environmental Physics
アンカ メリンテスク博士
物理学及び核工学 Horia Hulubei 国立研究所 (IFINHH), ブカレスト
放射・環境リスクアセスメント 主任研究員
生命・環境物理学研究部
I wish to congratulate IES (Institute for Environmental Sciences) researchers for their 30 years ofoutstanding research. Especially, I wish to congratulate the research team involved in the study ofradionuclides transfer in environment, in particular the study of tritium and radiocarbon transfer invarious environmental compartments, both the experimentalists and the modellers. Their progresses instudying the behavior of these radionuclides in environment helped the international community toclarify some important aspects regarding the speciation of these peculiar radionuclides in variousenvironmental matrices. I also wish to emphasize the efforts and progresses carried out in the frame of
CEEF experiments at IES, regarding the data collection for a realistic estimation of transfer ofradionuclides in plants, animals and humans, as well.
I had the great pleasure and honor to be invited at IES in 2007 at IES International Symposium, aswell as to that one held on line in 2021. Although more than 15 years have passed since my first visit toIES, I was deeply impressed by the remarkable research facility used for studying closed atmosphere,materials recycling in closed systems and how these findings could be applied in human living systems
in space. IFIN-HH and other nuclear institutes around the world benefited from the outstanding researchcarried out at IES. It was a great honor to me to have the opportunity to meet and to work with thededicated and gifted scientists from IES and to keep this professional and friendly relationship withthem.
I congratulate the IES team for the 30 years of outstanding and innovative research.
Sincerely yours,

Anca Melintescu

64