Model 3325 双恒电位仪使用说明书Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

目录

目录
第1章

简介 .............................................................................................................................. 1

1-1.

介绍 .............................................................................................................................. 1

1-2.

电化学测量技术 ............................................................................................................ 1

1-3.

所需电脑操作系统的配置 .............................................................................................. 2

1-4.

硬件规格 ....................................................................................................................... 2第2章

基本信息 ....................................................................................................................... 3

2-1.

关于更新 ....................................................................................................................... 32-2.

关于规格的改变 ............................................................................................................ 32-3.

运输过程中的损坏 ......................................................................................................... 3

2-4.

产品保证 ....................................................................................................................... 3

2-5.

服务信息 ....................................................................................................................... 3

2-6.

软件保修 ....................................................................................................................... 3

第3章

设置 .............................................................................................................................. 4

3-1.

产品 .............................................................................................................................. 4

3-2.

软件安装 ....................................................................................................................... 5

3-2-1. Windows11(x64) ，Windows10(1803) (x64,x86)或更高版本 ..................................... 5
3-2-2. Windows10(1803) (x64,x86) 或更早版本 ................................................................... 5
3-3.

安装设备 ....................................................................................................................... 6

3-4.

运行检查 ....................................................................................................................... 7

3-5.

测量准备 ..................................................................................................................... 113-6.

外部控制端口 .............................................................................................................. 12

第4章

File(文件)菜单 ............................................................................................................. 13

4-1.

打开 ............................................................................................................................ 13

4-2.

另存为 ........................................................................................................................ 13

4-3.

删除 ............................................................................................................................ 14

4-4.

数据文件列表 .............................................................................................................. 15

4-5.

转换为文本 ................................................................................................................. 16

4-6.

文本文件格式 .............................................................................................................. 17

4-7.

导入文本文件 .............................................................................................................. 20

4-8.

印刷 ............................................................................................................................ 20

4-9.

多文件打印 ................................................................................................................. 21

4-10.

打印设置 ..................................................................................................................... 21

4-11.

完成 ............................................................................................................................ 22

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

目录

第5章

Setup(设置)菜单 ......................................................................................................... 23

5-1.

Technique(技术)选择 .................................................................................................. 23

5-1-1. 扫描技术 (LSV, CV) ................................................................................................. 24
5-1-2. 电流分析技术 (i-t) .................................................................................................... 26
5-1-3. 开路电位时间 (OCPT) ............................................................................................. 27
5-2.

Paramaters(参数设置) ................................................................................................ 28

5-2-1. 循环伏安法的参数 ................................................................................................... 29
5-2-2. 线性扫描伏安法的参数 ............................................................................................ 31
5-2-3. 电流法 i-t 曲线的参数 ............................................................................................... 32
5-2-4. 开路电位-时间的参数 ............................................................................................... 33
5-3.

System Setup (系统设置) ............................................................................................ 34

5-4.

Hardware-Test (硬件测试) .......................................................................................... 36

第6章

Control(控制)菜单 ....................................................................................................... 37

6-1.

Run Experiment (测量开始) ........................................................................................ 37

6-2.

Pause / Resume (等待/恢复)....................................................................................... 37

6-3.

Stop Run (停止测量) ................................................................................................... 37

6-4.

Reverse Scan (扫描反转) ........................................................................................... 38

6-5.

Run Status (测量状态) ................................................................................................ 38

6-6.

Repetitive Runs (重复测量) ......................................................................................... 40

6-7.

Macro Command (宏命令) .......................................................................................... 41

6-8.

Open Circuit Potential (开路电位) ............................................................................... 45

6-9.

Filter setting (滤波器设置) ........................................................................................... 46

6-10.

Cell (测量池...) ............................................................................................................ 47

6-11.

Step Function (阶跃功能) ............................................................................................ 49

6-12.

Preconditioning (预处理) ............................................................................................. 50

6-13.

Rotating Disk Electrode Control (旋转圆盘电极控制) .................................................. 51

6-14.

Other Controls (其他控制) ........................................................................................... 52

6-15.

Stripping Mode (剥离模式) .......................................................................................... 53

第7章

Graphics(图形)菜单 .................................................................................................... 54

7-1.

Preseent Data Plot (当前数据图) ................................................................................ 54

7-2.

New Overlay Plot (新的叠加图) ................................................................................... 56

7-3.

Add Data to Overlay (将数据添加到叠加图) ................................................................ 56

7-4.

Replot Overlay (重绘叠加图) ....................................................................................... 57

7-5.

Manage Overlay (管理叠加文件)................................................................................. 57

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

目录

7-6.

New Parallel Plot (新的并列图) ................................................................................... 58

7-7.

Add Data to Parallel... (添加并列表示数据) ................................................................. 58

7-8.

Replot Parallel (重绘并列图) ....................................................................................... 58

7-9.

Manage Parallel (管理并列图)..................................................................................... 59

7-10.

Zoom In (缩放) ............................................................................................................ 59

7-11.

Manual Results (手动结果处理) .................................................................................. 60

7-12.

Peak Definition (峰值定义) .......................................................................................... 61

7-13.

X-Y Plot (XY 图) .......................................................................................................... 62

7-14.

Levich and other Plot (Levich 图等) ............................................................................ 64

7-15.

Semilog Plot (半对数图) .............................................................................................. 67

7-16.

Special Plot (特殊绘图) ............................................................................................... 68

7-17.

Graph Options (图表选项) ........................................................................................... 69

7-18.

Color and Legend (颜色，线型) .................................................................................. 71

7-19.

Font (字体).................................................................................................................. 72

7-20.

Copy to Clipboard (复制到剪贴板) .............................................................................. 73

第8章

Data Proc(数据处理)菜单 ............................................................................................ 74

8-1.

Smoothing (平滑) ........................................................................................................ 74

8-2.

Derivative (导数) ......................................................................................................... 75

8-3.

Integration (积分) ........................................................................................................ 76

8-4.

Semi-derivative and Semi-integral (半导数和半积分) .................................................. 76

8-5.

Interpolation (插值) ..................................................................................................... 77

8-6.

Baseline Fitting & Subtraction (基线拟合和减法) ......................................................... 78

8-7.

Linear Baseline Correction (线性基线校正) ................................................................. 79

8-8.

Data Point Removing (数据点移除) ............................................................................. 80

8-9.

Data Point Modifying (数据点修正).............................................................................. 81

8-10.

Background Subtraction (背景扣除) ............................................................................ 82

8-11.

Signal Averaging (信号平均) ....................................................................................... 82

8-12.

Mathematical Operation (数学运算) ............................................................................ 83

8-13.

Fourier Spectrum (傅里叶波谱) ................................................................................... 84

第9章

Analysis(分析)菜单 ..................................................................................................... 85

9-1.

Calibration Curve (校准曲线) ...................................................................................... 85

9-2.

Standard Addition (标准添加)...................................................................................... 86

9-3.

Data File Report (数据文件报告) ................................................................................. 87

9-4.

Time Dependence (时间相关) ..................................................................................... 89

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

目录

第 10 章Simulation(模拟)菜单 ............................................................................................... 91

10-1.

Mechanism (机理)....................................................................................................... 91

10-1-1.

Potential and Rate Constants (电位与速度常数) 对话框 ....................................... 93

10-1-2.

Concentration and Diffusion Coefficients (浓度和扩散系数) 对话框 ..................... 94

10-1-3.

Surface Concentration (表面浓度) 对话框 ............................................................ 94

10-1-4.

Concentration at Equilibrium(平衡时的浓度) 对话框 ............................................. 94

10-1-5.

Simulation Variables (模拟变量)对话框 ................................................................ 95

10-2.

CV Simulate (CV 模拟) ............................................................................................... 95

10-3.

CV Fitting (CV 拟合) ................................................................................................... 96

第 11 章View(查看)菜单........................................................................................................ 98

11-1.

Data Information (数据信息)........................................................................................ 98

11-2.

Data List (数据列表) .................................................................................................... 99

11-3.

Equations (公式) ......................................................................................................... 99

11-4.

Clock (时钟) ................................................................................................................ 99

11-5.

Toolbar Options (工具栏选项) ................................................................................... 100

第 12 章Help(帮助)菜单 ...................................................................................................... 101

12-1.

Help Topics (索引) .................................................................................................... 101

12-2.

About ALS3325 (关于 ALS3325)............................................................................... 101

第 13 章附录....................................................................................................................... 102

13-1.

与 SEC2020 光谱仪系统的触发控制连接 .................................................................. 102

13-2.

与 RRDE-3A 旋转环盘电极装置 Ver.3.0 的远程控制连接 .......................................... 103

13-3.

故障排除 ................................................................................................................... 104

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第1章
1-1.

第1章

简介

介绍

Model 3325 双恒电位仪是多功能的优良电化学测量仪器。该仪器内置有一个数码函数发生器，一个数据采样系统和一个双恒电位仪。电位范围为±5.0 V，电流范围为±50 mA。可以测量 100 pA 以上的电流。可以读取其前身的 Model 2325 双恒电位仪测量的数据。
其尺寸为手持式大小，可以通过 USB 线连接到电脑上进行通信和供电。与笔记本电脑结合使用，是现场测量和教育用途的理想选择。
该仪器还可以与我们的 RRDE-3A 旋转环盘电极装置或 SEC2020 光谱仪系统并用，并能对它们进行远程控制。

1-2.

电化学测量技术Model 3325 双恒电位仪配备了以下电化学测量技术
电位扫描技术
-CV: 循环伏安法-

LSV: 线性扫描伏安法

电流测定技术
-i-t: 电流法

其他技术
-OCPT: 开路电位-时间

1Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

1-3.

第1章

所需电脑操作系统的配置
表 1-3-1. 所需电脑操作系统的配置

1-4.

操作系统

Windows 10 / 11处理器Intel Core i3 以上

RAM

8G 字节

通讯端口

USB 端口硬件规格
表 1-4-1. 硬件规格

电位范围

±5 V

电流范围

±50 mA

输出电压

±11 V

灵敏度范围

±2.5 nA 至 ±0.05 A(8 个范围)输入阻抗1x1012 Ω

最小电位分辨率

100 µV

最大采样速度

16 bit @ 100 kHz

背景电流< 80 pA电流分辨率

0.3 pA

扫描速度 CV

1x10-6 ～ 80 V/sec

接口USB 2.0供电从 USB 端口提供

尺寸(宽 x 深 x 高)

170 × 110 × 25 毫米

重量0.35 公斤2Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第2章
2-1.

第2章

基本信息

关于更新

如果您需要收到最新的产品信息和有关 BAS 产品的重要通知，请订阅我们的电子邮件通讯。
我们将向您提供最新的产品信息和各种活动。你可以通过以下网址订阅电子邮件通讯https://www.als-japan.com/cn/contact2.html
2-2.

关于规格的改变为了提高设备的性能，规格可能会有变化，恕不另行通知。

2-3.

运输过程中的损坏如果设备的任何部分在运输过程中被损坏，请在收到产品后 7 天内与我们或你的分销商和运输公司联系。损坏的产品将被替换为新的产品。
请将产品原封不动地放在包装的纸箱里，以便运输公司检查损坏情况。对于损坏的产品的退换，请联系我们或您当地的经销商。

2-4.

产品保证

我们的产品在装运前进行了操作测试和检查。如果万一产品在保修期内证明其有缺陷，我们将免费更换或维修。
这项服务不适用于因拆卸设备造成的损坏或因化学药品造成的损坏或腐蚀。

2-5.

服务信息

我们公司有设备维修服务人员。如果您要了解更多信息，请通过电话或电子邮件联系我们
或代理公司。
请届时告知我们故障情况，序列号等信息。

2-6.

软件保修

如果发现软件中有漏洞，我们将在下一个版本中修复。

3Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第3章

第3章

设置

产品

3-1.

从箱子里取出设备，参照附件清单，检查所有内容是否都在。保存包装材料，直到你确定设备在运输过程中没有被损坏。
如果缺少任何项目，请联系当地经销商或我们。我们将在检查库存后尽快给您发送替换品。

D
A

C

B

图 3-1-1. 全套附件

表 3-1-1. 附件清单

项目名称

公斤

A

设备主体

1

B

USB 线

1

C

电极连接线束1D接地线(安装在主体内)

1

除上述外，还需要单独出售的软件。

4Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

3-2.

第3章

软件安装

将另外购买的专用软件 USB 盘插入计算机。双击 USB 盘中的 "als3325en-inst.exe"，启动
安装程序。单击"Yes"后，会在桌面上创建一个快捷方式，并在 C 盘上创建一个 als3325en
文件夹。

图 3-2-1. 安装程序

接下来，检查您的 Windows 版本。 在任务栏的"Search(检索)"中输入"winver" 字符并执行
命令后，屏幕 显示 Windows 版本信息。

图 3-2-2. 任务栏的"Search(检索)"窗口

根据要使用的 电脑 版本安装 USB 驱动程序。 在 3-2-1 中安装适用于 Windows 11，
Windows 10 (1803) 或更高版本的 USB 驱动程序，在 3-2-2 中安装适用于更早版本的 USB
驱动程序。
3-2-1.

Windows11(x64) ，Windows10(1803) (x64,x86)或更高版本

打开 USB 存储器中的"CP210x_Universal_Windows_Driver"文件夹。 将光标放在silabser.inf 上，单击鼠标右键，选择"显示更多选项"打开下拉菜单，然后运行安装。

图 3-2-3. 执行安装3-2-2.

Windows10(1803) (x64,x86) 或更早版本

打开 3-2 中创建的 C:盘的 als3325en 文件夹中的"USB_Driver"文件夹。 双击"CP210xVCPInstaller_x64.exe"(64 位版本)或"CP210xVCPInstaller_x86.exe"(32 位版本)进
行安装。
双击桌面上创建的快捷方式以启动软件。

图 3-2-4. 快捷方式图标

5

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

3-3.

第3章

安装设备

将随附的 USB 线插入设备背面的 USB 端口，与电脑连接。电源由 USB 电缆供电，因此无需连接电源线。将地线连接到地。
USB 端口电极线连接端口接地线
Cell Control 端口
图 3-3-1. 设备背面

将电极连接线束连接到设备上的电极线连接端口。 仪器现已准备就绪。

USB 线电极连接线束图 3-3-2. 电缆连接(左)，电极连接线束连接示例(右)按照表 3-3 中的说明将电极连接线束前端的鳄鱼夹连接至相应的电极上。在 3-4 的运行检查完成后，再将电极连接线束与电解池连接。
表 3-3-1. 鳄鱼夹对应的电极

鳄鱼夹颜色

电极

绿色

工作电极

白色

参比电极

红色

对电极

黄色

工作电极 26

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

3-4.

第3章

运行检查

确保电脑和设备已连接完毕后，启动软件。
单击图标

以启动系统设置程序。首先，根据使用环境选择电源频率(60Hz 或 50Hz)。

接下来，按下"通信端口设置"按钮并检查与设备的通信是否正确执行。

图 3-4-1. 系统设置详情请参阅 5-3. System Setup (系统设置)。接下来，从工具栏中选择"设置"-"硬件-测试"。

图 3-4-2. 工具栏如果您看到 Link Failed 提示消息，说明通信未正确执行。检查连接线和通讯端口。此外，请确保第 5 页上描述的 USB 驱动程序已经安装完毕。
如果先将电极连接线束连接到电极，样品溶液等后，再进行硬件测试的话可能会导致错误出现。 电极连接线束应在无连接的情况下进行运行检查。

7Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第3章

图 3-4-3. Link Failed(连接失败)

如果所有测试结果都显示正常(OK)，表示设备运行正常。

图 3-4-4. Hardware Test(硬件测试)如果您想更详细地检查操作，请使用设备中安装的内部虚拟池进行测试。从"Control"-"Cell(测量池...)"，选中"Test with internal dummy cell"框。
内部虚拟池是一个 1 MΩ 电阻。

图 3-4-5. 使用内部虚拟池测试8Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第3章

从测量技术中选择 CV 并设置参数。将电位范围设置为 0.5 V 至 -0.5 V 并设置灵敏度(这次，将其设置为 1e-6 A / V)。单击图标
点 0 的直线(大斜率)。

运行虚拟单元池测试。从测量结果上，可以看到通过

图 3-4-6. 技术选择图 3-4-7. 参数

图 3-4-8. 使用内部虚拟池的 CV 测量示例9

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第3章

检查第二个工作电极时，请准备两个 100KΩ 的电阻作为虚拟池。 将参电极电极(白色) ，对电极(红色)鳄鱼夹一起连接到两个电阻的一侧，将工作电极(绿色)和第二工作电极(黄色)鳄
鱼夹分别连接到每个电阻的另一侧。

100KΩ

100KΩ

图 3-4-9. 与电阻器的连接从技术中选择 CV 并设置参数。
将电位范围设置为 0.5 V 到 -0.5 V，灵敏度设置为 1e-5 A/V，将电极 2 设置为 Scan。单
击图标

执行测量。

图 3-4-10. 使用 100 KΩ 电阻器的 CV 测量示例10

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

3-5.

第3章

测量准备

运行检查结束后，可以开始测量准备。首先，单击图标并选择要用于测量的技术。

关于各个技术的详细介绍，请参见 5-1。

图 3-5-1. 技术选择接下来，单击图标
设置参数。选择循环伏安法时的参数设置对话框如图 3-5-2 所示。
输入测量所需的参数。关于各个参数的详细信息请参见 5-2。

图 3-5-2. 参数设置测量准备就绪后，即可单击图标

开始测量。

11

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第3章

外部控制端口3-6.

Model 3325 双恒电位仪可以使用背面的外部控制端口来对外部设备进行同步和控制。 使用专用电缆连接设备。
关于与外部设备的连接，请参见 13-1.与 SEC2020 光谱仪系统的触发控制连接和 13-2.与RRDE-3A 旋转环盘电极装置 Ver.3.0 的远程控制连接。

图 3-6-1. 外部控制端口

表 3-6-1. 各引脚号及对应功能
Pin #

功能

Pin #

功能

Pin #

功能

1

i1 (+2.5V 初期値)

6

-

11

触发信号输入2i2 (+2.5V 初期値)

7

-

12

搅拌

3

E (+2.5V 初期値)

8

-

13

吹扫

4

RDE(0-10V)

9

-

14

光谱仪控制/ Knock*

5

接地

10

-

15

-

备注
1.

如果不使用远程控制时，请勿将任何东西连接到端口上。

2.

若默认电流极性为Cathodic Positive(阴极正值)，则公式如下。
i1 (A) = (2.5 -引脚 1 输出电压)(V) x 灵敏度1 (A/V)
i2 (A) = - (2.5 - 引脚 2 输出电压)(V) x 灵敏度2 (A/V) x 5
E (V) = 2.5 - 引脚 3 输出电压 (V)当电流极性为Anodic Positive(阳极正值)时，电流值就会反转。

12Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第4章

第4章

File(文件)菜单介绍从主菜单中的 File(文件)菜单中可以选择的各种功能。
4-1.

打开

点击"File"-"Open"打开保存的文件。

图 4-1-1. 工具栏 (左), 打开文件(右)从显示的对话框中选择要打开的文件，支持".bin", ".txt"和".csv"格式的文件。此外，通过将
文件格式设置为"所有文件 (*.*)"，您可以读取 Model 2325 双恒电位器测量的数据。
您可以通过单击快捷工具图标

4-2.

进行同样的操作。

另存为选择"File"-"Save As"给文件命名后另行保存。

图 4-2-1. 工具栏 (左), 保存文件(右)从显示的对话框中指定数据保存目的地，输入文件名并保存。如果您使用已存在的文件名，
将显示警告消息。
您可以通过单击快捷工具图标来执行相同的操作。

13

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

4-3.

第4章

删除

选择"File"-"delete"进行文件的删除操作。

图 4-3-1. 工具栏 (左), 选择文件(右)在对话框中，选择要删除的文件。

图 4-3-1. 文件的删除会显示一条确认信息，点击 "Yes"删除文件。

14

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

4-4.

第4章

数据文件列表选择"File"-"List data file"，列出实验条件，结果和数据值。

图 4-4-1. 工具栏 (左), 选择文件(右)从对话框中选择一个文件。 可选择的文件为".bin"格式。

图 4-4-2. 数据文件列表

数据以文本形式显示。 文本的显示格式可以在 "Text File Format (文本文件格式)"中改变。
如果需要显示软件上打开的数据的文本文件，可执行主菜单中的"View"-"Data List (数据列
表)"。

15

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

4-5.

第4章

转换为文本

从 "File"-"Convert to Text"将二进制文件(.bin)转换成文本文件(.txt)。

图 4-5-1. 工具栏 (左), 选择文件(右)图 4-5-2. 打开文件从对话框中，选择你想转换为文本的文件。转换后的文本文件与所选文件保存在同一文件夹中。文本的显示格式可以在 "Text File Format (文本文件格式)"中改变。
文本文件可以在 Excel 等电子表格中读取。

16

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

4-6.

第4章

文本文件格式从"File"-"Text File Format"可以改变 4-5.转换为文本文件的显示格式。

图 4-6-1. 工具栏 (左), 文本文件格式(右)- 备忘录显示日期，时间，技术，标签，注释等时选择该项。
- 参数选择该项以显示实验参数。
- 结果选择该项以显示实验结果(例如峰值或波形电位，电流，面积)。可通过主菜单的"Graphics"-"Peak Definition"来设置峰值。
- 数值数据选择该项以显示数值数据。
- CV 选定的段分隔符 From... To...
默认情况下，所有 CV 数据都将转换为文本文件。此选项允许您选择要转换的特定段数据。
- 时间
在基于时间的实验数据的文本文件中保存时间。
- XY 分隔符
设置用于分隔数据的分隔符(逗号，制表符，空格，行距)。
X,Y
逗号
制表符
X Y
空格
XY
X
行距
Y

17

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第4章

- 有效值
设置有效位数。默认值为 4 位。可以在 3 位至 10 位间变换。有效数字的位数越多，文件
就越大。
- 数据采样点间隔
设置输出数据的间隔(电位分辨率)。设置大的间隔虽可减小文件大小，但可能会丢失一些数据。
- CV 和 LSV 数据的 Digisim 格式
仅用于 CV 和 LSV 数据。选中后，文本文件将以 DigiSim 可以直接读取的格式输出。
从这里开始，将介绍文本转换的具体过程。首先选择"File"-"Text File Format"设置文本文
件的显示格式。

图 4-6-2. 文本文件格式从显示的文本文件格式对话框中选择所需项目。例如，导出到 Excel 时，从 XY 分隔符指
定数据分隔符，并设置有效值(位数)和数据点间隔(电位分辨率)。
要更改图形的显示内容，请从"Graphics"-"Graph Options (图表选项)"中进行设置。峰值设
置由"Graphics"-" Peak Definition (峰值定义)"定义。
选择"File"-"Convert to Text (转换为文本)"，从对话框中选择要转换的数据。数据文件将会
自动转换为文本格式文件。转换后的文本文件被自动保存在与所选文件相同的文件夹中。

18

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第4章

图 4-6-3. 选择数据文件

图 4-6-4 显示了记事本读取的文本转换数据。
实验条件

参数

结果

数据值

图 4-6-4. 文本转换数据19

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

4-7.

第4章

导入文本文件从"File"-"Import Text File"导入文本文件。

图 4-7-1. 工具栏 (左), 文件格式(右)

此命令一次只能导入一个文本文件。使用 Open 可一次导入多个文件。此外，通过将文件
格式设置为"* .DY20"，可以导入由 2325 型双电位器测量的数据。

4-8.

印刷

从"File"-"Print"打印数据。

图 4-8-1. 工具栏

打印软件上显示的数据。要自定义图形的显示内容，请在"Graphics"-"Graph Options (图表选项)"中设置。
可以通过单击图标

来执行相同的操作。

20

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

4-9.

第4章

多文件打印

选择"File"-"Print Multiple Files"指定数据并打印。

图 4-9-1 工具栏 (左), 选择文件(右)从对话框中，选择要打印的文件。您可以通过在选择时按住 Ctrl 键来选择多个文件。
要自定义显示内容，请在"Graphics"-"Graph Options (图表选项)"中设置。

4-10.

打印设置

从"File"-"Print Setup"中设置打印机。在显示的对话框中设置打印机和纸张。

图 4-10-1. 工具栏

21

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

4-11.

第4章

完成

选择"File"-"Exit"退出软件。

图 4-11-1. 工具栏

保存文件目录，系统设置，控制状态，宏命令，数据处理选项，仿真选项，图形选项，颜色，字体等系统信息。

22

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第5章

第5章

Setup(设置)菜单介绍可以从主菜单的 Setup(设置)菜单中可以选择的各种功能。

5-1.

Technique(技术)选择

从"Setup"-"Technique"中选择电化学技术。弹出如图 5-1-1 所示的对话框。选择需要进行测量的技术。

图 5-1-1. 技术选择您可以通过单击图标来执行相同的操作。

23

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212
5-1-1.

第5章

扫描技术 (LSV, CV)

线性扫描技术 (LSV) 以恒定的扫描速率将电位从初始电位线性变化至最终电位。电流被监测记录为所施加电位的函数。一个简单的 LSV 电位波形如图 5-1-2 所示。
Final E

Quiet
Time
Init E
图 5-1-2. LSV 电位波形

LSV 的一个更普遍的版本是循环伏安法(CV)。该技术在达到最终电位时会反转扫描方向，并在相同电位范围内再次以相反方向扫描。正向扫描产生的电化学反应的产物可以通过反向扫描进行研究。这一特性是 CV 技术如此广泛使用的主要原因之一。

High E

Init E

Low E
Scan
segment

图 5-1-3. CV 电位波形

在 CV 中，电位可以在同一范围内重复多次。一个初始电位，让扫描方向发生逆转的高电
位和低电位的 2 个切换电位，这样三个电位变量是必须的。
图 5-1-4 显示了 CV 的最简单的 I-E 曲线。曲线不对称是由扩散传质引起的。曲线的形状受许多变量的影响。例如，非均相电子转移速度缓慢，氧化态或还原态物质的不稳定性，吸附等。如果一个非均相系统中的电子转移速率与实验时间尺度相比是快速的，并且氧化态和
还原态物质都是稳定的，那么就可以说该氧化还原过程是电化学可逆的。这种体系的标准氧化还原电位是两个峰值电位(Epa 和 Epc)的平均值，峰值电位差为 57/n(mV)(n 是每摩尔的物
质的电子转移数)。

24Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第5章

图 5-1-4. CV 电位波形

对于可逆过程的 CV，峰电流值可用 Randles-Sevcik 方程表示。
ip =2.69x105n3/2AD1/2Cv1/2
ip = 峰值电流 (A)n=equiv/mol

A= 电极面积 (cm2)

D= 扩散系数(cm2/s)

C= 浓度(摩尔/cm3)

ν=扫描速度(V/s)

在可逆过程中，ip 与浓度 C 和扫描速率 ν1/2 成正比。有许多变量会影响 CV 曲线的形状。
电子转移速率缓慢会使峰电位差(∆Ep)增大，可以通过考察∆Ep 随扫描速度的变化来计算电子
转移的速度常数。工作电极和参比电极之间的未补偿电阻也会使∆E 增大。通过电子仪器的iR 补偿可以减少或消除未补偿电阻的影响。
CV 的另一个用途是研究电极反应产物的反应。通过折返扫描方向和后续扫描来考察由正
向扫描产生的产物的反应性。通过改变扫描速率可以得到反应速率的定性评估。由于 CV 测
量的简单性和快速性，其通常用作研究氧化还原体系的首选手段，并且是一种非常强有力的反应速度和反应机理定性分析技术。CV 和 LSV 中出现的背景(电容)电流限制了它们作为定
量分析工具的用途。另一方面，LSV 可以成为溶出伏安法检测痕量金属的有效方法。

25Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212
5-1-2.

第5章

电流分析技术 (i-t)

电流测量技术测量测量电流随时间的函数。通常，这种技术用于电流滴定，电流传感器，流动池等。最简单的电位波形是固定电位。i-t 波形和典型电流响应分别如图 5-1-5 和 5-1-6
所示。
Init E

Quiet
Time

Sampling
Time(Max=5x105)
图 5-1-5. i-t 的电位波形

图 5-1-6. i-t 的典型电流响应26

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212
5-1-3.

第5章

开路电位时间 (OCPT)

开路电位时间 (OCPT) 测量工作电极和参比电极之间的电位差，而无需向电解池施加电流。
记录电位差作为时间的函数。由于对电极未连接到外部电解池，因此除了皮安级偏置电流外，
没有电流流过工作电极。OCPT 波形如图 5-1-7 所示。

图 5-1-7. OCPT 波形

27Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

5-2.

第5章

Paramaters(参数设置)从"Setup"-"Paramaters"设置实验参数。要设置的参数因各种技术而异。

图 5-2-1. 参数设置

可以通过单击图标

来执行相同的操作。

28

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212
5-2-1.

第5章

循环伏安法的参数循环伏安法的参数如下所示。

图 5-2-2. CV 参数设置29

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第5章
表 5-2-1. CV 参数

参数
Init E (V) 起始电位High E (V) 高电位
Low E (V) 低电位
Initial Scan Polarity
起始扫描/极性
Scan Rate(V/s) 扫描速度
Sweep Segments 扫描段数
Sample Interval(V)采样间隔
Quiet time(秒) 静待时间Sensitivity (A / V) 灵敏度
Scan Complete Cycle
扫描周期结束电极 2
Potential (V) 电位
Potential Difference E (V)电位差
Sensitivity (A /V) 灵敏度
offConstant E 恒电位Scan 扫描
Diff Scan 电位差扫描范围

内容-5 ～ +5-5 ～ +5-5 ～ +5起始电位电位扫描的高电位限制
电位扫描的低电位限制

正向或负向

测量开始时的电位扫描方向1 × 10-6 ～ 80
1 ～ 1,000,000

电位扫描速度
1 段数为半周期

1 × 10-3 ～ 0.064

数据采样的电位间隔

0 ～ 100,000
1 × 10-9 ～ 0.01

电位扫描前的静止等待时间灵敏度等级如果扫描段为奇数且初始电位与高电位和低电位不同，则将初始电位处作为停止扫
描的最终电位。

选中/未选-5 ～ +5

起始电位(使用恒定电位 E)-0.2 ～ +0.2

DiffScan 期间的电位偏移

1 × 10-9 ～0.01
选中/未选
选中/未选
选中/未选

感度等级
关闭第二个工作电极
将第二个工作电极保持在恒定电位
第一和第二通道一起扫描与第一个通道的电位保持一个恒定的电位差扫描第二个通道

选中/未选

备注
1.

电位范围为 ± 5 V。

2.

高电位和低电位之间至少应有 0.01 V 的电位差。

3.

如果输入了超出电位范围的高电位或低电位的数值时，会显示警告。

4.

根据起始电位，高电位和低电位，系统会自动重新调整起始扫描方向。

5.

随着扫描段数的增加，数据采样间隔会自动增加至 0.02V 为止。如果扫描速度为 0.5 V/s 或更高，
则扫描段数受内存大小的限制。最多达 64 K 数据点。如果扫描速度较低，将执行指定的扫描段数，
但只存储极限内的段数。在预处理电极时使用较大的扫描段数会比较有效。

6.

当第二工作电极为 Scan 时，第二工作电极的电位扫描设置与第一工作电极电位相同。两个电极的电位不是独立的。

7.

扫描周期结束功能仅在起始电位与高电位和低电位都不相同，且扫描段为 3，5，7，9(奇数)时有效。
当扫描周期结束功能有效时，最后一段扫描会停止在起始电位处，而不是在高电位或低电位处。

30

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212
5-2-2.

第5章

线性扫描伏安法的参数

线性扫描伏安法的实验参数如下。

图 5-2-3. LSV 参数设置
表 5-2-2. 线性扫描伏安法的参数
参数
Init E (V) 起始电位结束电位(V)
Scan Rate(V/s) 扫描速度
Sample Interval(V)采样间隔
Quiet time(秒) 静待时间Sensitivity (A / V) 灵敏度
電極 2
電位 (V)
Sensitivity (A / V) 灵敏度On
Scan 扫描

范围

内容-5 ～ +5-5 ～ +5
1 × 10-6 ～ 80

起始电位
结束电位
电位扫描速度

1 × 10-3 ～ 0.064

数据采样的电位间隔

0 ～ 100,000
1 × 10-9 ～ 0.01

电位扫描前的静止等待时间灵敏度等级-5 ～ +5
1 × 10-9 ～ 0.01
选中/未选
选中/未选

起始电位
灵敏度等级
第二工作电极 on/off
第一和第二通道一起扫描备注1.

电位范围为 ± 5 V。

2.

高电位和低电位之间至少应有 0.01 V 的电位差。

3.

电位增加为 1 mV。

4.

当第二工作电极仅仅勾选"On"时，第二工作电极电位在"电位(V)"中设定的电位处变为恒定电位(Constant E)。

5.

在第二个工作电极上勾选"On"和"Scan"时，第二个工作电极的电位扫描与在第一个工作电极上设置的电位扫描相同。 电位不是独立的。

31

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212
5-2-3.

第5章

电流法 i-t 曲线的参数

电流法 i-t 曲线的实验参数如下。

图 5-2-4. i-t 参数设置
表 5-2-3. 电流法 i-t 曲线的参数
参数
Init E (V) 起始电位Sample Interval(sec)采样间隔Sampling Time(sec)测量时间(秒)
Quiet time(秒) 静待时间
Scales During Run
运行中的刻度范围Sensitivity (A / V) 灵敏度电极 2
電位 (V)
Sensitivity (A / V) 灵敏度
E2 On
i2 On

范围

内容

-5 ～ +5

起始电位

1 × 10-5 ～ 10采样间隔

0.01 ～ 1 × 107

总测量时间

0 ～ 100,000开始数据收集前的安静时间

1, 2, 3

测量过程中的电流刻度范围的显示数目

1 × 10-9 ～ 0.01

灵敏度等级

-5 ～ +5
1 × 10-9 ～ 0.01
选中/未选
选中/未选

第二工作电极电位
第二工作电极灵敏度标度
第二工作电极开/关控制
第二工作电极电流测量开/关备注
1.

根据测量时间，选择数据采样间隔。对于较长的测量，增加采样间隔；较长的采样间隔可以提高信
号的平均性，减少噪音。如果采样间隔小于 0.002 秒，则不能传输数据，也不能实时显示。只允许
64K 的数据点。

2.

如果采样间隔超过 0.002 秒，在测量过程中，如果数据超过最大数据点时，数据存储间隔会自动加倍。

3.

在测量过程中显示电流 1 时，会自动与数据拟合。测量过程中显示电流 2 时，是满刻度的 1/100 或
1/10。测量过程中显示电流 3 时，为满刻度的 1/100，1/10 或 1/1。

4.

请注意，如果第二个工作电极的 "E2 On "被选中，而 "i2 On "未被选中，在 "电位(V)"中输入的电位
将被施加到第二个工作电极上，但不会采集电流数据。

32

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212
5-2-4.

第5章

开路电位-时间的参数

开路电势-时间的实验参数如下。

图 5-2-5. OCPT 参数设置
表 5-2-4. 开路电位-时间的参数
参数
Run Time(sec)测量时间(秒)Sample Interval(sec)采样间隔High E limit (V)高电位限制(V)Low E limit(V)低电位限制(V)范围

内容

1 ～ 500,000

测量时间

1 × 10-5 ～ 10

采样间隔

-2.5 ～ 2.5

高电位限制-2.5 ～ 2.5

低电位限制

备注
1.

最多允许 128,000 个数据点。

2.

当达到高电位或低电位极限时，会出现警告。

3.

数据存储间隔是根据实验的长度来选择的。测量的时间越长，数据存储的间隔就越大。信号变好好，噪音越低。如果采样间隔小于 0.002 秒，则不能传输数据，也不能实时显示。最多允许 64K 的数据点。

4.

在采样间隔超过 0.002 秒的情况下，如果数据超过最大数据点，数据存储间隔会自动加倍。因此，即使有意外的长时间测量，数据点也不会溢出。

33

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

5-3.

第5章

System Setup (系统设置)选择"Setup"-"System"，显示系统设置对话框。根据使用环境设置。

图 5-3-1. 系统设置您可以通过单击图标来执行相同的操作。

- 通讯端口(Communication Port)
手动选择用于连接 PC 和设备的通讯端口。如果您选择自动检测通信端口，软件会扫描USB 端口并为通信端口分配一个有效的 Com #。
- Com 端口速度 (Com Port Speed)设置 PC 和设备之间的通信速度。高速设置可实现高速扫描速度/短采样间隔的实时数据传输。标准设置非常兼容。
- 交流电源频率(Line Frequency)
根据使用环境设置电源频率。对于受频率影响的测量方法，减少干扰是有效的。
- 电位轴 (Potential Axis)
您可以将正电位轴向左或向右切换。
- 电流轴 (Current Axis)
您可以向上或向下切换正电流轴。
- 电流极性 (Current Polarity)可以从阴极电流或阳极电流中选择正电流表示。如果在测量前不设置，将不会反映在实验结果(峰值，波形)中。以标准 IUPAC 格式显示时，应将电位轴设置为 Positive Right，电流轴设置为 Positive Up，并将当前极性设置为 Anodic Positive。

34

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第5章- 窗口(Windows)
使用英文时选择 English，使用日文时选择 Oriental。如果选择 Oriental，则字符会比选择
英文时大。在英文窗口中，技术选择字段可能会被截断。Oriental 窗口不支持英文系统字体。
例如，英语中的 μ 显示为 u。
- 数据长度(Data Length)默认数据长度为 256 K。增加数据长度需要大量的 RAM，这会降低系统速度并阻止其他程序在测量过程中运行。如果不需要的话，建议不要改变这一点。
如果更改数据长度，请退出软件并重新启动。不这样做可能会导致数据损坏。
如果您导入和保存数据长度较长的数据，或者如果您使用较短的数据长度设置进行加载，
则程序可能会损坏。一旦设置了数据长度，就不要更改数据长度。
- 测量时保存修复数据(Save retrieve data during run)如果选中该选项，则可将测量中保存在硬盘上的数据恢复。如果由于外部干扰，中断或通信错误等原因导致实验无法正常结束，可以对部分数据恢复。这对于扫描速度较慢的实验非常有效。
- 警告当前数据无效(Present Data Override warning)
如果在进行新测量或打开驻留在磁盘上的文件之前尚未保存实验数据，则未保存的数据将被忽略。勾选此项后，系统会在数据丢失之前显示提醒消息。
- 同时保存文本文件(Save Text File As Well)
通常测量结果保存为二进制文件 (.bin)。二进制文件包含大量信息(实验控制信息)，数据量小。如果勾选此项，则在保存(.bin)格式文件的同时亦会保存文本格式文件。
- 空闲时检查通讯端口(Check Com port while idling)设置用于连接 PC 和设备的通讯端口。
- ADC 校准系数(ADC Calibration)
模数转换器 (ADC) 校准系数存储在仪器的非易失性存储器中。 ADC 校准在发货前完成。
如果要校准 ADC，请使用此命令。如果 ADC 校准成功，则新的校准因子将替换旧的校准因子。否则，旧的将被保留。

图 5-3-2. ADC 校准系数35

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

5-4.

第5章

Hardware-Test (硬件测试)从"Setup"-"Hardware-Test"检查设备的运行情况。选中后，它将运行硬件自检并在测试后
显示结果。

图 5-4-1. 硬件测试示例图 5-4-2. 硬件测试错误示例- 数字电路测试结果(Digital Circuitry Test Results)显示设备的软件版本和修订日期。
- 电位和电流偏移测试(Potential and current offset test)显示电位/电流偏移测试的结果。
- 灵敏度等级测试(Sensitivity scale test)
灵敏度刻度有 6 个等级，超过一定水平会显示错误。
- 增益测试(Gain Test)
有 3 个增益范围。如果误差超过 1%，则会显示错误。
- 模拟电路测试结果(Analog Circuitry Test Results)显示模拟电路测试的结果。如果未检测到错误，则仅显示"Analog circuitry test OK"。如果
出现错误，请重复测试几次，看看错误内容是否相同。记录错误详情并联系您的经销商。
备注1.

如果先将电极连接线束连接到电极，样品溶液等后，再进行硬件测试的话可能会导致错误出现。

36Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第6章

第6章

Control(控制)菜单

下面介绍可以从工具栏上的控制(Control)菜单中选择的各种功能。

6-1.

Run Experiment (测量开始)使用"Control"-"Run Experiment"的功能可以执行开始测量的命令。可以省略静止时间，沉淀时间，预处理的设置。

图 6-1-1. 工具栏执行开始测量命令后，在测量数据采集开始前，自动进行以下检查。检查与设备的连接，
如果无法确认连接，则测量命令结束并显示错误消息。下一步检查实验参数，如果设置条件
不正确，则退出测量命令并显示错误消息。
测量数据可以实时显示，但如果数据采集速度快于数据传输速度，则要等到测量完成后才会显示数据。
您可以通过单击

6-2.

图标来执行相同的操作。

Pause / Resume (等待/恢复)使用"Control"-"Pause/Resume"的功能，可以执行暂停和重新开始测量的命令。该功能不适用于基于时间的测量 (i-t)。
可以通过单击图标

6-3.

来执行相同的操作。

Stop Run (停止测量)使用"Control"-"Stop Run"的功能，可以执行停止测量的命令。可以在测量中，重复测量中和宏命令执行中使用该命令。
可以通过单击

图标来执行相同的操作。

图 6-3-1. 工具栏

37

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

6-4.

第6章

Reverse Scan (扫描反转)使用"Control"-"Reserve Scan"功能，可以执行在 CV 测量期间反转电位扫描方向的命令。
按下此命令键可以可将扫描段的方向反转。如果在测量过程中使用该命令，得到的数据将无
法使用峰值搜索等数据解析的功能。此命令不适用于其他的测量技术。
可以通过单击

图标来执行相同的操作。

图 6-4-1. 工具栏

6-5.

Run Status (测量状态)使用"Control"-"Run Status"功能，可以进行与测量相关的各种条件设置。

图 6-5-1. 工具栏(左), 测量状态(右)- Use Open Circuit E as Init E (将自然电位用作为初始电位)勾选该项后，就会在测量开始前，进行开路电位测量，并将测得的电位作为初始电位。清空该选项即可关闭该功能。
- Smooth After Run (测量后平滑)勾选该项后，在测量结束后自动对数据进行平滑处理。此项功能也可以通过对"DataProc""Smoothing"弹窗中的"Smooth After Run" 的项的勾选(打开)和清空(关闭)进行所需设置。在"Method Selection"功能区域中，可以将平滑处理方式设置为最小二乘法或傅里叶变换方式。

38

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212-

第6章

Abort Quiet Time (退出静默时间)当电流或电荷达到一定值(或电流过载)时，退出数据采样前的静默时间。如果点选"No"，静默时间将继续执行到结束。
-

Abort Experiment at level (停止测量的条件水平)当电流或电荷达到一定值(或电流过载)时，自动停止测量。可以保护电极免受过载电流的影响。
如果点选"No":测量一直进行到结束。
Current Overflow:点选该项后，如果测量中发生电流过载，系统会自动结束测量。
Current (A)>:点选该项后，如果测量中的电流值大于指定的电流值，系统会自动结束测量。
Current (A)<:点选该项后，如果测量中出现电流值小于指定值，系统会自动结束测量。
Charge (C)>:点选该项后，如果测量中的电荷数大于指定值，系统会自动结束测量。
Charge (C)<:点选该项后，如果测量中的电荷数小于指定值，则系统会自动结束测量。
10s Change<:点选该项后，如果 10 秒后的信号变化小于指定值，则系统会自动结束测量。
测量开始 10 秒后，在检查每个采样间隔的信号变化。响应时间与采样间隔相同。读取数
据后，会将其与 10 秒前采样的数据点进行比较并检查差异。如果差值小于指定值(电流表示单位 A ，电位表示单位 V)，则停止测量。该功能的选项仅对基于时间的测量 (i-t) 有效。
- Control Level of Stir Line (搅拌线路控制水平)
从该功能区可以从"Active High"和 "Active Low "中选择搅拌线路控制水平的信号类型。
- External Trigger Run (外部触发测量开始)勾选该项后，可以通过设备背面的"Cell control"连接端口的外部触发信号，来启动"Run
Experiment"(测量开始)功能。请参阅 3-6 了解连接端口中的引脚分配。
- Stir Between Runs"测量间隔中搅拌勾选该项后，选择在测量的间隔时间之间进行搅拌。
- Purge Between Runs (测量间隔中吹扫)勾选该项后，选择在测量间隔时间之间执行清除。

39

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

6-6.

第6章

Repetitive Runs (重复测量)选择"Control"-"Repetitive Runs"打开重复测量设置弹窗。

图 6-6-1. 工具栏(左), 重复测量(右)- Number of Runs (测量次数)
输入测量次数。参数范围为 1 到 999,999。
- Time Interval Between Runs(sec) (每次测量之间的间隔时间)
指定两次连续测量之间的延迟时间。如果在"Prompt Before Each Run" 的功能区中，"None" 选项清空时，则可忽略此参数。
- Prompt Before Each Run (每次测量前提示)
如果点选"Manual" (手动)，则在每次测量开始前都会显示一个消息框(第一次测量除外)。设
备处于等待回应状态。
如果点选"External Trigger" (外部触发)，在每次测量前，外部信号会被置于待机状态。外部触发信号为"Active low "(低电平有效)，触发线与设备背面"Cell Control" 端口中的引脚 13
连接。
在点选了"Manual" 或"External Trigger"的情况下，则 "Time Interval Between Runs(sec)"
的时间间隔设置功能无效。
- Data Averaging When Done (完成后的数据平均)对重复测量的数据进行平均，并将其保存为文件名 0。
- Result Report File (结果报告文件)
如果要创建文件，请点选"Enable" 。"Peak Shape" (峰形)，可以从"Default(默认) ", "Gausian(高斯)" , "diffusive(扩散)" " Sygmoidal(S 形)" 的波形选项中进行选择。对于 CV 和LSV 测量请选择扩散波形。
"Data Type" (数据格式)，可以从"Original(原始) "， " Semi-derivative(半微分)"和 "derivative(微分) " 中选择。通常选择"Original(原始) "。`如果需要提高定量性，可以通过进行
微分和半微分处理来搜索准确的峰电位。

40

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第6章- Base Filename (基本文件名)
单击 "Brows(浏览)" 或直接输入基本文件名。最多只能输入 5 个字符。测量后数据将被自动保存。测量次数将被添加到基本文件名中。例如，基本文件名为 N，其中 N 是测量次数(1到 9999)。如果未指定基本文件名，则会给出警告。如果强行继续，系统将运行实验而不保
存任何数据。

6-7.

Macro Command (宏命令)选择"Control"-"Macro Command"打开宏命令设置弹窗。使用该功能可以按指定的顺序执
行一系列命令，对于进行自动测量控制非常有用。

图 6-7-1. 工具栏(左), 宏命令(右)- Read (读取)使用该功能，可以加载保存的宏命令。
- Save (保存)使用该功能，可以将编辑的宏命令保存到文件中以便以后使用。
- Test (测试)测试宏命令。如果宏命令正确，则会显示一条消息，说明测试成功。如果检测到错误，将显示错误的详细信息。
- Run Macro (运行宏命令)
执行宏命令。在宏命令运行之前会自动检查宏命令和参数范围。如果检测到错误，则终止
宏命令并显示警告消息。
- Macro Command Editor (宏指令编辑)"在编辑框中输入命令。逐行输入命令。每个命令占一行。命令不区分大小写。空格将被忽略。
如果命令后面需要参数，可以用冒号 ":" 或等号 "=" 来分隔命令和参数。任何一行中，在分
号"; " 或井号 "#" 后面的任何文本将被忽略(内联注释)。

41

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第6章

表 6-7-1. 命令功能说明(基本)Command 命令
tech
run

Parameter 参数
stringsavestring

tsave
end
for
next
delay
purge
stir
trigontrigoff
knockonkonckoffcelloncelloff

string
1 - 999
1 - 32,000
1 - 32,000
1 - 32,000

speconspecoff
rdeon
rdeoffrderunonrderunoff
rdebetweenrunon
rdebetweenrunoff
rdequieton
rdequietoff
rpm
rpmincr
rpmsqrtrpmsqrtincr
dummyondummyoff
ei
eh
el
ef
eio
eho

0 ～ 10000
0 ～ 1000
0 ～ 100
0 ～ 10-5 ～ +5-5 ～ +5-5 ～ +5-5 ～ +5

Explanation 注释
电化学技术的选择命令
执行测量命令数据保存命令在 For Next 循环中使用时，文件名只能输入 5 个字符，并且循环编号 (1-999) 会添加到文件名中。
将数据保存为文本文件
结束宏命令，以下的行将被忽略
在下一个循环的情况下，只允许一层。
下一个循环结束
命令之间的延迟随时吹扫处理随时搅拌
测量开始前打开触发控制
测量前关闭触发控制打开滴门环。也用于在测量前向外部设备发送触发脉冲关闭滴门环。测量前无脉冲
在测量间隔时间内开启池
在测量间隔时间内关闭池对于 SEC2020 光谱仪系统，外部控制端口的引脚 14 设置为高电平对于 SEC2020 光谱仪系统，外部控制端口的引脚 14 设置为低电平开启 RDE关闭 RDE测量实行中 RDE 开启
测量实行中 RDE 关闭测量间隔之间 RDE 开启测量间隔之间的 RDE 关闭
RDE 在静止时间开启RDE 在静止时间关闭RDE 转速 (rpm)RDE 转速增量(rpm)转速的平方根转速增量的平方根
Control> Cell> Test on with internal dummy cell
Control> Cell> Test off with internal dummy cell开始电位CV 的 高电位限制
CV 低电位限制
电位扫描的最终电位
使用 OCP 电位作为初始电位。输入初始电位 (ei) 会关闭
本命令。
使用 OCP 电位作为高电位。输入高电位 (eh) 会关闭本命令。

42

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212
elo
efo
eiincr-1 ～ +1

efincr-1 ～ +1

ehincrelincrfullcycleon
fullcycleoff
efon
efoff
v
incre
pn
cl
si
sens
autosens
qt
st
pcon
pcoff
initeonIniteoff
pce1
pce2
pce3
pct1
pct2
pct3
用于双恒电位仪
e2on
e2off
i2on
i2off
e2
e2scane2d
e2dscansens2-1 ～ +1-1 ～ +1

1e-6 ～ 80
0.01 ～ 0.05
1 ～ 1e60.00～ 0.064
1e-9 ～ 0.01
0 ～ 100,000
0.01 ～ 1e7-5 ～ +5-5 ～ +5-5 ～ +5
0 ～ 6,400
0 ～ 6,400
0 ～ 6,400-5 ～ +5-0.2 ～0.2
1e-9 ～ 0.01

第6章
使用 OCP 电位作为低电位。输入低电位 (el) 会关闭本命令。
使用 OCP 电位作为最终电位。输入最终电位 (ef) 将关闭
本命令。
在 for ... next 循环中初始电位增幅。循环后必须复位为
零。
在 for ... next 循环中最终电位增幅。循环后必须复位为
零。
在 for ... next 循环中高电位增幅。循环后必须复位为零。
在 for ... next 循环中低电位增幅。循环后必须复位为零。
CV 全循环开启
CV 全周期关闭最终电位开启
最终电位关闭
扫描速度 V/s电位增幅 VCV 中的初始电位方向切换"p" "n"CV 扫描 段数采样间隔灵敏度
慢速 CV 或 LSV 自动灵敏度
测量前的静待时间i-t 曲线的总测量时间
开启预处理
关闭预处理
测量后返回初始电位测量后保持最终电位第一阶段预处理电位
第二阶段预处理电位
第三阶段预处理电位
第一阶段预处理时间第二阶段预处理时间第三阶段预处理时间第二个电极开启(无数据记录)
第二电极关闭
第二个电极开启，记录数据第二电极关闭
第二通道的电位
与第一个通道同时扫描第二个通道
电位扫描期间第二通道和第一通道之间的电位差
扫描第二个通道，同时保持与第一个通道的恒定电位差第二电极的灵敏度

43

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第6章

表 6-7-2. 命令功能说明 (CV)Command 命令
tech
ei
eh
el
pn
v
cl
si
qt
sens

Parameter 参数
cv-5 ～ +5-5 ～ +5-5 ～ +5'p' or 'n'
1e-6 ～ 80
1 ～ 1e6
1e-3 ～ 0.064
0 ～ 1e5
1e-9 ～ 0.01

Explanation 注释
cv 选择循环伏安法测量
初始电位 (V)电位上限 (V)电位下限 (V)
初始电位方向切换扫描速度(V/s)
段数
采样间隔 (V)测量前的静待时间(s)灵敏度(A / V)

表 6-7-3. 命令功能说明 (LSV)
Command 命令
tech
ei
ef
v
si
qt
sens

Parameter 参数
lsv-5 ～ +5-5 ～ +5
1e-6 ～ 80
1e-3 ～ 0.064
0 ～ 1e5
1e-9 ～ 0.01

Explanation 注释
lsv 选择线性扫描伏安法测量
初始电位 (V)最终电位 (V)扫描速度(V/s)采样间隔 (V)测量前的静待时间(s)灵敏度(A / V)
表 6-7-4. 命令功能说明 (i-t)

Command 命令
tech
ei
si
st
qt
sens

Parameter 参数
i-t-5 ～ +5
1e-5 ～ 10
0.01 ～ 1e7
0 ～ 1e5
1e-9 ～ 0.01

Explanation 注释
i-t 选择电流时间 i-t 曲线测量
初始电位 (V)采样间隔 (V)总测量时间 (s)测量前的静待时间(s)灵敏度(A / V)

表 6-7-5. 命令功能说明 (OCPT)
Command 命令
tech
st
si
eh
el

Parameter 参数
ocpt
1 ～ 5e5
1e-5 ～ 10-2.5 ～ +2.5
-2.5 ～ +2.5

Explanation 注释
ocpt 选择开路电位-时间测量测量时间(秒)采样间隔 (s)高电位限制 (V)电位下限 (V)44

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第6章

表 6-7-6. 宏命令示例
使用 i-t 技术的测量方法

LSV 技术的测量方法

使用电极 1 的 i-t 测量方法

使用电极 2 的 i-t 测量方法

tech: i-t

tech:i-t

tech:lsv

st=30

eiincr = 0

e1=-0.2

cellonei=-0.5

ef=0.8ei = 0st = 2

v=0.1

run

qt=0

sens=1e-5

save: ﬁle0

e2 = 0run

for: 7e2on

save: lsv100

ei=-0.2

cellonv=0.2

run

for:10run

save: ﬁle1arun

save: lsv200

ei=0

save: ﬁle

v=0.5

run

eiincr=0.1

run

save: ﬁle1b

next

save: lsv500

next

celloff

v=1

eiincr = 0

run
save: lsv1000

6-8.

Open Circuit Potential (开路电位)

选择"Control"-"Open Circuit Potential"`打开测量开路电位。开路电位是没有电流流过电池
的工作电极和参比电极的电位。在开始测量之前检查初始状态。可以判断所研究的化合物是氧化性的还是还原性的。
测量后，开路电位显示在对话框中。

图 6-8-1. 工具栏(左), 开路电位(右)45Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

6-9.

第6章

Filter setting (滤波器设置)选择"Control"-"Filter Setting" 打开滤波器设置。
将一个电容器连接到 i/E 转换器的反馈电阻上，形成一个低通 RC 滤波器。这样可以消除高频干扰信号。
这些滤波器可有效降低测量期间的干扰信号。从对话框中设置滤波器参数。

图 6-9-1. 工具栏(左),Filter setting(右)- i/E Conv 1/2 Filter
灰色框显示实际的 i/E(电流-电压)转换器的滤波器设置。
- 选择选择 i / E 转换器滤波器的截止频率。
这是一个与 i/E(电流-电压)转换器相结合的 RC 滤波器。滤波器设置应考虑测量的时间尺度
和实验类型。如果选择自动，将是默认设置。如果不确定要选择哪个设置，请选择自动。可能无法选择某些截止频率。对于某些灵敏度等级，i/E 转换器的反馈电阻是固定的，当与 RC滤波器结合使用时，可能无法达到某个截止频率。例如，低(高)灵敏度刻度可能无法选择相
对低(高)的截止频率。可以通过更改灵敏度标度来选择所需的截止频率。
第二列适用于双恒电位仪双通道测量。
可以通过单击

图标来执行相同的操作。

46

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

6-10.

第6章

Cell (测量池...)从"Control"-"Cell..."，设置吹扫，搅拌和电化学清洗。

图 6-10-1. 工具栏(左), 测量池(右)- Control level of Stir Line(搅拌线控制信号水平)搅拌线控制信号可以设置为高电平有效(BAS)或低电平有效(PAR)。
- Immediate Stir (立即搅拌)设置立即搅拌时间(1 至 32767)。单击搅拌按钮可立即搅拌。
- Immediate Purge (立即吹扫)
设置立即吹扫时间(1 至 32767)。单击"Purge"按钮以启用立即吹扫。
- Immediate Cell On (立即开启电解池)
设置电解池电位(-3.276 至 +3.276)和电解池开启时间(1 至 32767)。单击 "Cell On" 按钮以将电极稳定在设定的电位和时间。
- Stir Between Runs (测量间隔时间进行搅拌)选中此框以启用测量间隔时间的搅拌。也可以在"Control"-"Run Status" 的设置弹窗中，打开或关闭"Stir Between Run" 选项。
- Purge Between Runs (测量间隔时间进行吹扫)选中此项以启用测量间隔时间内的吹扫操作。也可以在"Control"-"Run Status" 的设置弹窗
中打开/关闭此功能。
- Stir and Purge Simultaneously 同时搅拌和吹扫勾选此项可同时启用搅拌和吹扫功能。
- Test with Internal Dummy Cell (使用内部虚拟池进行测试)
仪器内部安装了一个 1MΩ 电阻器作为虚拟电解池。如果选中此选项，则不会开启外部电解池，而是使用内部虚拟池进行测量。此选项用于设备运行操作测试。

47

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第6章- Cell On Between Run (测量间隔时间开启电解池)默认情况下，测量时开启电解池，测量后关闭电解池。如果选中此项，则测量后将连接至电解池开启。当电解池处于开启状态时，不正确地连接或断开电解池可能会损坏电极。进行
电极连接时，应先连接参比电极和对电极，拆除电极时应该先拆除工作电极。
- Return to Init E After Run (测量结束后返回初始电位)测量后返回初始电位。否则，电位将是先前测量的最终值。该功能，只能在测量期间勾选
了" Cell On Between Run " 时才有意义。
可以通过单击图标

来执行相同的操作。

48

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

6-11.

第6章

Step Function (阶跃功能)从"Control"-"Step Function"，可以产生连续方波的命令。该功能可用于电极处理和电化学清洁电极。

图 6-11-1. 工具栏(左), 阶跃功能(右)表 6-11-1. 阶跃函数参数
参数
Start E (V)开始电位
Duration (s)开始电位的持续时间期间
Step E (V) / i (A)阶跃电位 (V) / 电流(A)Step Time 1 (s)阶跃时间(秒)
Step Segments
阶跃段数

范围

内容

-5 ～ 5

开始电位

0 ～ 100000

起始电位持续时间

-5 ～ 5

第 1 (E1) / 2 (E2) 阶跃的电位

0.0001 ～ 100000

第一阶跃时间/第二阶跃时间1 ～ 2,000,000,000

将半周期设置为一段- Run (测量)当您按下"Run" 按钮时，阶跃函数发生器将启动。状态框显示阶跃数，剩余阶跃数和时间。
按"Stop" 停止按钮取消此功能。不会采集或显示数据。
备注1.

开始电位与第 1，2 步电位之间的电位范围应小于 13.1V。

2.

如果启动电位周期小于 0.001 秒，则忽略开始电位。

3.

阶跃是按阶跃电位 1，阶跃电位 2，阶跃电位 1，阶跃电位 2，...的顺序施加。如果"Step

Segment(阶跃段数)" 为奇数，则最终电位为阶跃电位 1，如果段为偶数，则为阶跃电位 2。

49

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

6-12.

第6章

Preconditioning (预处理)选择"Control"-"Precondition before Run"，打开测量前对工作电极进行处理命令弹窗。该
功能这对于清洁电极是有效的。可以在沉淀或静止时间之前进行预处理。最多可以用 3 个电位步骤对工作电极进行处理图 6-12-1. 工具栏(左), 预处理(右)- Enable Preconditioning (开启预处理)
勾选"Enable Preconditioning"，即可在沉淀或静止时间之前进行预处理。如果要禁用预处
理功能，请清空该选项。
- Potential (电位)参数范围是 -5 到 5。
- Time (时间)参数范围为 0 到 6,400。如果把时间设置为 0，将跳过该步骤。如果将时间设置指定为小
于 1 毫秒的非零值，则时间控制可能不准确。
- Stir On (开启搅拌)勾选此框，可以在预处理期间进行搅拌。
- Purge On (开启吹扫)选中此框可在预处理期间进行惰性气体吹扫。

50

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

6-13.

第6章

Rotating Disk Electrode Control (旋转圆盘电极控制)

从"Control"-"Rotating Disk Electrode Control" 中设置旋转圆盘电极转速的命令。

图 6-13-1. 工具栏(左), 旋转圆盘电极控制(右)- Rotation Speed (rpm) (转速 /rpm)
设置旋转圆盘电极的旋转速度。参数范围为 0 到 10,000。该设备的 Cell Control 端口输出0 到 10 V 的电压，对应于 0 到 10,000 的旋转速度。
- Rotate during Deposition Time (在沉积时间内旋转)
如果勾选此框，将在 Stripping 模式的沉积析出期间进行电极旋转控制。
- Rotate during Quiet Time (静待时间旋转)
如果勾选此框，可以在静待时间进行电极旋转控制。
- Rotate during Run (测量时的旋转)
如果勾选此框，可以在测量期间进行电极旋转控制。
- Rotate between Runs ( 测量间隔时间旋转)
如果勾选此框，可以在测量间隔时间进行电极旋转控制。

51

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

6-14.

第6章

Other Controls (其他控制)

选择"Control"-"Other Controls" 命令，开启对光谱仪的外部触发控制功能。本功能适用于
CV，LSV，i-t 技术。
使用设备背面的 Cell Control 控制终端的引脚 #14 的输出对光谱仪进行控制。请参阅 3-6
了解引脚分配。

图 6-14-1. 工具栏(左), 其他控制(右)- Spectrometer Control (光谱仪控制)
勾选"On"的状态下，开启测量时，测量时为高电平(5V)TTL 信号输出，否则为低电平(0 V)
TTL 信号输出。在勾选了"On"的状态下，不能使用 Cell (测量池...) 命令的"测量前 SMDE 滴
下"和"mercury drop collection"功能。
Pin#14 的输出在初始状态下为高电平(5V)。 在"光谱仪控制"打开的情况下执行测量(推荐使用 OCPT)时，Pin#14 的输出状态切换到低电平(0V)。 之后，测量时输出高电平(5V)TTL 信
号，非测量时输出低电平(0V)TTL 信号。
一旦打开，只要仪器通电，它就会保持在 Spectrometer Control On 状态。 可通过断开设备的 USB 线或关闭电脑的电源，恢复"光谱仪控制"的初始状态。

52Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

6-15.

第6章

Stripping Mode (剥离模式)

选择"Control"-" Stripping Mode"，打开弹窗可以开启剥离模式，并设置沉淀条件。剥离模
式仅适用于 LSV 技术。选择极谱模式时不能使用。

图 6-15-1. 工具栏(左), 剥离模式(右)- Stripping Mode Enable (打开剥离模式)勾选此框以启用剥离模式并在静待时间之前插入析出沉淀步骤。可从此对话框中指定析出沉淀的电位和时间。在析出时间之后，和静待时间之前，将电位恢复到初始电位。剥离步骤期间的电位扫描从初始电位开始。
- Purge During Deposition (沉淀时间进行吹扫)勾选此框可在沉淀期间进行溶液的惰性气体吹扫清洗。
- Stir During Deposition (沉淀时间进行搅拌)勾选此框可在沉淀期间搅拌溶液。
- Deposition Potential (沉淀电位)/ Quiet Potential (静待电位)选择初始电位或沉淀电位 (D) / 静待电位 (Q)。如果您不选择初始电位，请在对话框底部的字段中输入一个值。
- Deposition E (沉淀析出电位 E)
如果在上方的 Deposition Potential 选择框中选择沉淀电位(D)，则应在该处输入沉淀析出期间的电势。如果选择了初始电位，则无效。
- Deposition Time(沉淀析出时间 T)
参数范围为 0 到 100,000。
- 静待电位(V)如果您在顶部的静待电位选择中选择静待电位 (Q)，请输入静待时间内的电位。如果选择了初始电位，则无效。

53Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第7章

第7章

Graphics(图形)菜单介绍可以从工具栏上的图形菜单中选择的功能。
7-1.

Preseent Data Plot (当前数据图)从"Graphics"-"Present Data Plot"打开当前数据图显示功能。该功能在覆盖或使用平行图后
非常有用，可以将窗口的图形显示恢复成当前数据图。
如果将光标移动到 X 轴或 Y 轴时，它会变成一个双向箭头。在该状态下，可以通过单击并拖动 X 轴或 Y 轴来更改比例。
可以通过单击

图标来执行相同的操作。

图 7-1-1. 工具栏(左)，轴选项(右)双击轴以打开"Axis Options(轴选项)"对话框。此处列出的许多设置也可以使用图形选项，颜色和图例以及字体命令进行设置。此对话框独有的选项有：- Axis Label Expression (轴名称显示)您可以从 Scientific(例如，1e-6A)或 Engineering(例如，μA)中选择轴值的格式。如果在系
统设置中选择了 Oriental，则 μ 符号显示不正确。
- Long / Short (选项区)在此选项区中，可以自定义图形刻度的长(Long)分割(主刻度)和短(Short)分割(二级刻度)。
从右侧的下拉菜单(Auto，1，2，~20)中选择。
如果要手动调整轴的显示范围，需要勾选"Fixed"并在右侧的框中输入范围。

54Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第7章

双击图形区域，打开 "Insert Text(插入文本) "对话框。

图 7-1-2. 插入文本

- Text (文本)输入要显示的文本。
如果清除了现有的文本字段，则退出对话框时将从图中删除文本。
- Erase(擦除)清除文本字段。
- X/Y改变文本的显示位置。X 和 Y 给出第一个字母左上角的精确坐标。初始值表示在双击的位置。
- Rotation (旋转)可以将文本从 0 到 360 度顺时针旋转表示速度。
- Font (字体)单击 "Change(更改)"按钮，可以指定所需的文本字体，样式，大小和颜色。这些设置适用于当前图形上插入的所有文本。
- Text Display Enabled (启用文本显示)取消勾选可以隐藏文本。
- Default (默认情况)将设置的字体重置为默认值。
- Monochrome (单色)将文本颜色设置为黑色。

55

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

7-2.

第7章

New Overlay Plot (新的叠加图)选择"Graphics"-"New Overlay Plots"，可以在一个图上叠加绘制多个数据图。该功能在进
行数据间的比较时非常有用。如果要选择多个文件，按住 Ctrl 键并选择所需的文件。要想在叠加图上添加更多的数据，或者从其他目录或驱动器上覆盖数据，请使用 "7-3.Add Data toOverlay (将数据添加到叠加图) "命令。

图 7-2-1. 工具栏(左) ，对话框(右)图表的比例会自动调整为当前数据的比例。如果添加的叠加数据在当前数据的范围内，将被绘制出来，但如果超出范围，则必须通过手动调整比例。
它可以通过使用图表选项，颜色，描述和字体命令进行定制。这个函数不检查数据的类型。
用户检查重叠图的意义，轴的单位等。

7-3.

Add Data to Overlay (将数据添加到叠加图)

使用"Graphics"-"Add Data to Overlay Plots"，可以添加更多的数据到已经叠加的图形，或叠加来自其他目录或驱动器的数据。
图表的比例会自动调整为当前活性数据的比例。如果 X 和 Y 值都
在绘图范围内，数据点就会被绘制出来。图形可以通过使用图形选项，颜色，描述和字体命令进行定制。该功能不检查数据技术。
如果叠加的图形没有打开，说明该功能不能使用。

图 7-3-1. 工具栏

56

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

7-4.

第7章

Replot Overlay (重绘叠加图)从"Graphics"-"Replot Overlay"，显示最新的叠加图。这很有用，
例如，在使用当前的数据图后。

图 7-4-1. 工具栏

7-5.

Manage Overlay (管理叠加文件)

从"Graphics"-"Manage Overlay Files"打开弹窗，可以对选定的数据进行替换。

图 7-5-1. 工具栏(左)， 叠加管理(右)- Add (添加)用来添加要叠加的数据。
- Move up(上移)/Move Down(下移)可以改变叠加数据的顺序。这个顺序也反映在图表的显示上。
- Remove (移除)用来删除叠加的数据。

57

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

7-6.

第7章

New Parallel Plot (新的并列图)从"Graphics"-"New Parallel Plot"打开弹窗，可以并排绘制多个数据。 这对显示你想比较的不同技术和数据很有用。
要选择多个文件，按住 Ctrl 键并选择所需的文件。 要进一步添
加数据，或者从其他目录或驱动器添加数据，请使用 "7-7.Add
Data to Parallel... (添加并列表示数据) "命令。
图表的比例会根据个别数据自动调整。 它可以通过使用图表选项，颜色，描述和字体命令进行定制。 该函数不检查数据的类型。
图 7-6-1. 工具栏

7-7.

Add Data to Parallel... (添加并列表示数据)

使用"Graphics"-"Add Data to Parallel"可以向并列显示的图形
添加更多数据，或从其他目录或驱动器添加数据。
图表的比例会根据个别数据自动调整。它可以使用图表选项，
颜色，描述和字体命令进行定制。该函数不检查数据的类型。
如果没有打开平行图，则不能使用。

图 7-7-1. 工具栏

7-8.

Replot Parallel (重绘并列图)

点击"Graphics"-"Report Parallel"，显示最新的平行图。
例如，在使用 Preseent Data Plot (当前数据图) 之后，该功能有效

图 7-8-1. 工具栏

58

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

7-9.

第7章

Manage Parallel (管理并列图)点击"Graphics"-"Manage Parallel"，替换选择的数据。
如何使用请参阅 7-5. Manage Overlay (管理叠加文件)

图 7-9-1. 工具栏

7-10.

Zoom In (缩放)点击"Graphics"-"Zoom In"，可以对图形进行缩放。
当进入缩放模式时，鼠标光标在图表上显示为向上箭头。要放大，请左键单击并拖动要扩大的区域。
再次单击缩放命令可恢复放大视图或退出缩放模式。
您可以通过单击

图标来执行相同的操作。

图 7-10-1. 工具栏

59

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

7-11.

第7章

Manual Results (手动结果处理)

从"Graphics" - "Manual Results"，手动设置并显示峰值或波形电位，电流和面积。可以直观地检查峰值或波形的基线。
在手动模式下，光标在图形区域中显示为向上箭头。要准确指定峰值或波形，请从 PeakDefinition (峰值定义) 命令中的 从 Gaussian，Diffusive 和 Sigmoidal 定义峰形。

图 7-11-1. 工具栏- 在 Gaussian (高斯)峰的情况下
基线由跨越峰的两个点确定。左键单击第一个点，拖动到另一个点，然后松开左键。显示
从峰到基线的垂直线，相应的数字显示在图表的右侧。
- 在 Diffusive (扩散)峰的情况下
基线是通过在峰值之前伸展双腿来确定的。左键单击脚，拖动超出峰值电位，然后松开左键。显示从峰到基线的垂直线，相应的数字显示在图表的右侧。请注意，在这种情况下，报
告的是峰面积的一半。
在 Sigmoidal(S 形)波的情况下
需要两个基线。一个在曲线的下方，另一个在波平坦部分。左键单击并拖动以绘制每个基线。将两条基线连接起来，一条垂直线出现在波的中心，相应的数字报告在图表的右侧。

可以通过单击

图标来执行相同的操作。

60

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

7-12.

第7章

Peak Definition (峰值定义)从"Graphics"-"Peak Definition"，定义 Gaussian(高斯)，Diffusive (扩散)或 Sigmoidal (S形)波形的峰值。您可以定义峰值(或波形)电位，半波电位，峰值(或波形)电流和峰值面积。

图 7-12-1. 工具栏(左)， 峰值定义(右)- Peak Shape (峰形)从 Gaussian，Diffusive 和 Sigmoidal 定义峰值波形。默认峰值波形是根据电化学技术分配
的。可以更改此设置。
- Report Option (报告选项)可设置报告峰值(或波形)电位，半波电位，峰值(或波形)电流，峰值面积。
- Peak or wave search potential range (搜索峰值和波形的电位范围)根据峰值波形调整要搜索的峰值电位范围。对于宽峰或波形，需要增加电位范围，反之亦然。电位范围必须包括峰值或波形的两侧。
对于循环伏安数据，可以使用 Graph 菜单中的 Graph Options 命令选择一个段。
可以通过单击

图标来执行相同的操作。

61

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

7-13.

第7章

X-Y Plot (XY 图)从"Graphics"-"XY Plot"创建 X-Y 数据并对数据进行线性拟合。编辑数据后，单击确定按钮。
结果图是临时的，当您运行其他数据显示命令时会消失。可以使用图形选项，颜色，描述
和字体命令对其进行自定义。

图 7-13-1. 工具栏(左)， XY 图(右)- XY Data Array Editor (XY 数据数组编辑)输入 XY 数据点。使用逗号或空格将 X 和 Y 值成对分隔在一行上。
- Read (读取)加载保存的数据。
- Save (保存)保存数据。X / Y 轴标题，单位，标题和注释一起保存。
- Overlay Plot (重叠图)重叠 XY 数据阵列编辑的数据。从显示的对话框中选择数据。要同时显示数据标记和线条，
请以不同的名称保存数据，并使用颜色，说明命令选择适当的说明。图表的比例会根据 XY
数据数组编辑的数据自动调整。使用图形选项命令来固定比例。
- Parallel Plot (并列图)绘制数据的并列图。从显示的对话框中选择数据。图表的比例根据读取的数据自动调整。
使用图形选项命令来固定比例。

62

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第7章- Plot (绘图)使用此命令绘制在 XY 数据数组编辑中输入的数据。图表的比例将自动调整。
- X/Y Axis Title (X/Y 轴标题)输入 X 轴和 Y 轴的标题。
- Unit (单位)输入 X / Y 轴的单位。
- Header (表头)标题的输入字段。如果它没有出现在图表上方，请选中 Graph Options (图表选项)的复选框。
- Note(注意事项)用于输入实验条件和注释的字段。它不显示在图表上，但它被记录为数据信息。后面回看实验内容的时候会用到。
- Linear Curve Fitting (曲线的线性拟合)使用最小二乘法创建近似曲线并在图上显示最佳拟合线。

63Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

7-14.

第7章

Levich and other Plot (Levich 图等)从"Graphics"-"Levich and other Plot"打开弹窗窗口，选择需要绘图的类型。
该功能绘制的结果图形是临时性的，当您运行其他数据显示命令时会消失。可以使用图形选项，颜色，描述和字体命令对其进行自定义。

图 7-14-1. 工具栏(左)， Levich 图等(右)- Peak Potential Window (峰电位窗口)
输入搜索峰电位的电位范围。使用检测到的第一个峰值绘图。在创建 Levich 图和
Koutecky-Levich 图时，在峰电位窗口中输入得到扩散极限电流时的对应电位和背景电流对应的电位。 勾选 Use current at two Es (使用 两个电位处的电流)。
- Type of Plot (绘图类型)
从 ip vs Scan Rate (峰值电流 vs 扫描速度); ip vs Sqrt[Scan Rate ](峰值电流 vs 扫描速度的平方根); Ep vs log[Scan Rate] (峰值电位与扫描速度的对数); Levich Plot (i-Sqrt[rpm]); 和
Koutecky-Levich Plot 中进行选择。
对于电极表面的可逆反应，峰电流值与扫描速率成正比。
对于薄层池
可逆体系：

𝑖𝑝 =

不可逆体系：

𝑖𝑝 =∗𝑛2 𝐹2 𝑣𝑉𝐶𝑂

4𝑅𝑇∗
𝑛𝛼𝑛𝑎 𝐹2 𝑣𝑉𝐶𝑂

2.718𝑅𝑇在表面反应的情况下
可逆体系：

𝑖𝑝 =

不可逆体系：

𝑖𝑝 =𝑛2 𝐹2 𝑣𝐴𝛤𝑂∗
4𝑅𝑇𝑛𝛼𝑛𝑎 𝐹2 𝑣𝐴𝛤𝑂∗
2.718𝑅𝑇

64

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第7章

对于反应扩散系统，峰值电流与扫描速率的平方根成正比。
1/2

可逆体系：

𝑖𝑝 = (2.69 × 105 )𝑛3/2 𝐴𝐷𝑂 𝑣 1/2 𝐶𝑂∗

不可逆体系：

𝑖𝑝 = (2.99 × 105 )𝑛(𝛼𝑛𝑎 )1/2 𝐴𝐷𝑂 𝑣 1/2 𝐶𝑂∗

1/2

可逆体系的峰值电位应扫描速率无关。如果峰值电位随扫描速率发生变化表明反应速率较
慢或化学复杂性。
前行反应 (𝐶𝑟 𝐸𝑟 ):𝐸𝑝/2 = 𝐸 𝑂 −

0.007
𝑛

−

0.029
𝑛

0.029

log 𝑘𝑏 +𝑛log 𝑣

𝑘𝑏 ：前行反应的逆反应速度常数
后续反应:

𝑅𝑇

𝐷

1/2

𝑅𝑇

𝑅𝑇

𝑘𝑅𝑇

𝐸𝑝 = 𝐸 𝑂 + 𝑛𝐹 ln 𝑂1/2 − 0.78 𝑛𝐹 + 2𝑛𝐹 ln 𝑛𝐹𝑣
𝐷𝑅

𝑘：化学反应速度常数
Levich 方程：𝑖𝐿 = 0.62𝑛𝐹𝐴𝐷2/3 ω1/2 𝑣 −1/6 𝐶 ∗ω：电极旋转角速度

Koutecky-Levich 公式：

𝑖 −1 = 𝑖𝑘−1 + (0.62𝑛𝐹𝐴𝐷2/3 ω1/2 𝑣 −1/6 𝐶 ∗ )−1- Linear fitting(直线拟合)
使用最小二乘法创建近似曲线并在图上显示最佳拟合线。
- Intersept =0(截距 = 0)选用该项目时，可以强制令绘制的 Levich Polt 的拟合直线通过原点。
- Report Parameter(报告参数)绘图时在图上显示参数。
-

Enter known parameter, select a parameter to report(输入已知参数，选择报告参数)从 Concentration [mol/L] (浓度 [mol/L])；Electrode Diameter [mm](电极直径 [mm])，
Kinetic Viscosity [cm^2/s] (动力学粘度 [cm^2/s])；Electron Transfer No.(电子转移数)和Diffusion Coefficient[cm^2/s](扩散系数 [cm^2/s])中选择一个需要计算的参数。输入其他已知参数。
- Select Files(文件选择)选择要绘制的数据文件(仅限 CV 或 LSV 数据)。选择至少 3 个以不同扫描速度测得的数据
的文件。

65

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第7章

峰值变量图的操作方法【图类型：Koutecky-Levich】
1. 在 Peak Potential Window(峰电位范围设定窗口)中分别输入可以获得扩散极限电流的电位和背景电流时的电位。并勾选"Use current at two Es"(使用两个 Es 电位处的电流)。

图 7-14-2. 参数输入

2. 从 Type of Plot(绘图类型)中，选择 Koutecky-Levich Plot。
3. 在 Enter known parameters, select a parameter to report 的下方各项参数中，点选需
要计算的参数。图 7-14-2 中选择了 Electron Transfer No.(电子转移数)， 并输入了其它参数的已知值。
4. 检查直线拟合以绘制近似直线。如果选中 Intersept = 0，则图中的近似直线将通过原点。如果选择 Koutecky-Levich Plot 且未选中 Intersept = 0(intercept ≠ 0)，则计算的活化电流 ik (A) 将显示在图上。检查报告参数以查看图表上的每个参数。

图 7-14-3. 参数显示

5. 从 Select Files(文件选择)中选择 3 个或更多数据。
6. 结果显示在结果图上。显示直线的斜率，截距，相关系数和参数。需要计算的参数显
示在底部。

66

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

7-15.

第7章

Semilog Plot (半对数图)选择"Graphics"-"Semilog Plot"创建电流-电位半对数图。此命令对于稳态响应的数据分析很有用。将半积分，积分扩散或峰值波形响应转换为 sigmoid 曲线以进行数据分析。
对于可逆反应，电位轴的截距为半波电位，斜率为 0.059 / n V。与预计倾斜的偏差表明电极反应缓慢或复杂。
结果图是临时性的，当执行其他数据显示命令时会消失。可以使用图形选项，颜色，描述
和字体命令对其进行自定义。

图 7-15-1. 工具栏(左)， 半对数图(右)- 电位窗口输入电位范围以搜索峰。使用检测到的峰值绘图。输入要绘制的数据的电位窗口。电位窗
口应为半波电位的 ± 0.059 / n V。超出指定电位窗口的数据点将被忽略。
- 直线拟合使用最小二乘法创建近似曲线并在图上显示最佳拟合线。

67Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

7-16.

第7章

Special Plot (特殊绘图)使用"Graphics"-"Special Plot"，通过分析线性扫描伏安数据计算极化电阻。
结果图是临时的，当您运行其他数据显示命令时会消失。可以使用图形选项，颜色，描述
和字体命令对其进行自定义。

图 7-16-1. 工具栏(左)，特殊绘图(右)- E (V, i = 0)
自动检测并显示电流值变为 0 A 的电位。
- Window 窗口(V)指定要显示的电位范围。如果未找到 0 A 的测量点，则会显示错误消息。
输入参数并单击"确定"，显示极化电阻图并计算极化电阻和相关系数。

图 7-16-2. 特殊绘图显示示例 LSV (左)， 极化电阻图(右)68Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

7-17.

第7章

Graph Options (图表选项)

选择"Graphics"-"Graph Options"，可以对图形标题，显示 XY 网格，反转坐标轴等进行设置。
- Screen(屏幕)设置屏幕上的图形显示。如果想要隐藏 Header(标题)，Axis(轴)，Baseline(基线)，Param(参数)和 Result(结果)，请取消相应的框的勾选。标题是出现在图表顶部的标题，显示在标题字段中键入的内容。绘制基线以直观地定义峰值或波形。
- Printer (打印机)设置打印时图表显示设置。要隐藏它，请取消选中相应的框的勾选。
- Grid and Inv (网格/反转)
如果要隐藏 X 或 Y 网格或禁用轴翻转，请取消相应的框的勾选。
如果要永久反转轴的极性，请使用设置菜单中的系统命令。
- X /Y Freeze (X/Y 轴固定)勾选相应的框以固定 X 轴或 Y 轴范围。在右侧的输入字段中输入最小值和最大值。取消该框的勾选，可以返回原始比例。如果您不选中该框，则不会反映该字段的内容。由于刻度显示为精确的数值，
因此可能无法使用输入的值对其进行修复。
图 7-17-1. 工具栏

图 7-17-2. 图表选项69

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第7章- Y Freeze during Run(测量时 Y 轴固定)在测量过程中固定 Y 轴的刻度。如果选择不固定，刻度会自动调整至与测量值匹配。
- X/Y Title(X/Y 轴标题)每种电化学技术都会显示默认的 XY 轴标题，但如果您想自定义它，请选中该框并在字段
中输入它。
- Unit(单位)指定自定义轴标题的单位或尺寸。(例如，电流单位为 A，尺寸符号为 I。时间单位为 s，维
度符号为 T。)如果选中 X / Y 轴标题，它将被启用。
- X/Y Scale (X/Y 轴刻度)通过从默认的完整大小 1 更改数字来更改图形大小。输入范围为 0.1 到 1。
- Segment (段数)输入要显示的段)范围。
- data(数据)选择要绘制的数据。您可以做出的选择取决于技术。
- Cursor Lock to Data(将光标固定在数据点上)
控制图形区域中的光标移动。当选择了 Lock(锁定)时，光标就会锁定至数据点上。沿 X 方向移动鼠标，使光标就会沿数据曲线移动。如果选择 Free(自由)，光标将自由移动。
- Electrode Area(电极面积)该值用于计算电流密度。
- Current Density (电流密度)选中此框以显示当前密度。
- E vs Reference (E vs 参比电极)选中此框可在电位轴标题后添加参考电极名称。
- Ref. Electrode(参比电极)输入用于测量的参比电极。如果您选中 E vs 参比电极的复选框，它将显示在电位轴标题之后。
- CV Time Display(CV 时间显示)
将 X 轴从电位显示更改为时间显示。仅对 CV 和 LSV 测量数据显示。
- Header(表头)标题的输入字段。如果要查看标题，请选中屏幕或打印机中的标题框。
- Note(注意事项)用于输入实验条件和注释的字段。它不显示在图表上，但它被记录为数据信息。后面回看实验内容的时候会用到。
您可以通过单击

图标来执行相同的操作。

70

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

7-18.

第7章

Color and Legend (颜色，线型)从"Graphics"-"Color and Legend"中设置图形颜色和线型。
- Color(颜色)设置曲线，网格，轴和背景的颜色。曲线 0 代表活动数据，曲线
1-9 代表重叠图。您可以通过单击更改按钮来选择颜色。如果要更改
文本的颜色，请参见 7-19.Font (字体)。
- Legend(线型)
指定数据曲线和网格的标记或线的类型。
- Size(尺寸)指定标记的大小或线条的粗细。
- Interval(间隔)更改绘图的数据间距。将此值设置为 N 会每隔 N 个数据点绘制一次。默认值为 1。这在覆盖时很有用。
- Default(默认)单击默认按钮可重置为初始状态。
您可以通过单击

图标来执行相同的操作。
图 7-18-1. 工具栏

图 7-18-2. Color Selection(选择颜色)71

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

7-19.

第7章

Font (字体)从"Graphics"-"Font"，设置图形上使用的文本的字体，样式，大小和颜色。
单击图 7-19-2 中的更改按钮，然后从图 7-19-3 所示的窗口更改设置。

图 7-19-2. Font selection

图 7-19-1. 工具栏

图 7-19-1. 字体Y 轴标题从下到上读取。当您使用的打印机需要调整 Y 轴标题以获得正确的打印方向时，请在打印时旋转 Y 轴标题。单击 Default(默认)按钮可重置为初始状态。单击单色按钮将每个项目的颜色更改为黑色。
您可以通过单击

图标来执行相同的操作。

72

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

7-20.

第7章

Copy to Clipboard (复制到剪贴板)选择"Graphics"-"Copy to Clipboard"，将软件上显示的图形复制到剪贴板。此命令可在执行测量或数字模拟时使用。它与 Alt +PrintScreen 的键盘快捷键具有相同的效果。
可以通过单击

图标来执行相同的操作。

图 7-20-1. 工具栏

73Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第8章

第8章

Data Proc(数据处理)菜单介绍可以从工具栏上的 Dataproc (数据处理)菜单中选择的功能。
8-1.

Smoothing (平滑)从"Dataproc"-"Smooth"打开 Smoothing 弹窗，对当前数据进行平滑处理的方法进行设定。

图 8-1-1. 工具栏(左)，平滑(右)- Method Selection (方法选择)此处可以选择 Least Square Smoothing(最小二乘法)或 Fourier Transform Smoothing(傅里叶变换法)进行平滑处理。
- Least Square Point (最小二乘点数)
最小二乘点数可以从 5 到 49 的奇数中进行选择。选择的点数越多，平滑效果就越好，但也
可能数据的失真越多。
程序使用 Savitzky 和 Golay 算法进行最小二乘平滑处理。有关此算法的更多信息，请参见"Smoothing and Differentiation of Data by Simplied Least Squares Procedures"，Anal.
Chem., 36, 1627-1639 (1964)。
- FT Cutoff(1/s or 1/V) (傅里叶截止)
指定滤波器截止频率。例如 i-t，傅里叶共轭频率的单位是 1/s 或 Hz，而对于伏安法来说，
是 1/V(1 伏特电位范围内允许的信号周期数)。较低的截止值可提高平滑度，但也可能导致失真。
程序使用 D.E. Smith 等人的算法进行傅里叶变换平滑。有关此算法的更多信息，请参见"基于傅立叶变换的电分析数据数字平滑的一些观察"，Anal. Chem., 45, 277-284 (1973)。
一般来说，傅里叶变换平滑是非常有效的。如果信号频带与噪声频带分开，则失真最小化。
但是，这种方法比最小二乘平滑需要更长的时间。
- Smooth After Run (测量后平滑)如果选中此框，测量后将自动执行平滑。此功能也可以从"Control"-"Run Status"弹窗中进
行切换。
- Override Present Data (覆盖当前数据)选中此框以用当前活动数据覆盖转换后的数据。如果未选中此框，则仅显示平滑后的数据，
不会覆盖当前活动的数据，调用 Preseent Data Plot (当前数据图) 令将显示原始数据。
您可以通过单击

图标来执行相同的操作。

74

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

8-2.

第8章

Derivative (导数)从"DataProc"-"Derivative"打开导数处理弹窗。一阶导数以 Y 单位/X 单位生成 Y 轴，但单
位可能无法正确显示。

图 8-2-1. 工具栏(左)，导数(右)- Derivative Order (导数阶数)
从一阶，二阶，三阶，四阶和五阶中选择导数阶数。
- Least Square Point (最小二乘点数)从 5 到 49 中选择奇数个点。选择的点数越多，平滑效果就越好，但也可能数据的失真越多。数值微分本质上会放大高频噪声，因此应考虑相对大量的点。
程序使用 Savitzky 和 Golay 的算法执行。有关此算法的更多信息，请参见"Smoothing andDifferentiation of Data by Simplied Least Squares Procedures"，Anal. Chem., 36, 16271639 (1964)。
- Override Present Data (覆盖当前数据)选中此框以用当前活动数据覆盖转换后的数据。如果未选中此框，则仅显示平滑后的数据，
不会覆盖当前活动的数据，调用 Preseent Data Plot (当前数据图) 命令将显示原始数据。
您可以通过单击

图标来执行相同的操作。

75

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

8-3.

第8章

Integration (积分)从"DataProc"-"Integration"打开积分处理弹窗。
积分后，Y 轴以 Y 单位 x X 单位表示。例如，对于伏安法，Y 轴是 AV，对于 i-t，Y 轴是AS(库仑)。

图 8-3-1. 工具栏(左)，积分(右)单击"OK"进行积分。
- Override Present Data(覆盖当前数据)选中此框以用当前活动数据覆盖转换后的数据。
如果未选中此框，则仅显示平滑后的数据，不会覆盖当前活动的数据，调用 Preseent
Data Plot (当前数据图) 命令将显示原始数据。

8-4.

Semi-derivative and Semi-integral (半导数和半积分)从"Dataproc"-"Semiinteg and Semideriv"，打开半积分半导数选择弹窗。
半导数可用于将扩散峰转换为高斯峰。这样可以提高分辨率并便于测量。扩散峰也可以转换为 S 形波，以产生与时间无关的稳态电流平台。在极谱理论中，电流-电位半对数分析可用
于解释所得数据。它将扩散峰转换为 S 形波形，从而形成与时间无关的稳态平台。

图 8-4-1. 工具栏(左)，半导数和半积分(右)- Order Selection (阶数选择)选择半积分或半微分。
- Override Present Data (覆盖当前数据)选中此框以用当前活动数据覆盖转换后的数据。如果未选中此框，则仅显示平滑后的数据，
不会覆盖当前活动的数据，调用 Preseent Data Plot (当前数据图) 命令将显示原始数据。
您可以通过单击

图标来执行相同的操作。

76Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

8-5.

第8章

Interpolation (插值)从"DataProc"-"Interpolation"，打开插值设定弹窗，向当前数据中插入数据点。

图 8-5-1. 工具栏(左)，插值(右)- Data Insertion Density (数据插入密度)
乘数越大，插入的点就越多。如果数据点的数量超过内存大小，则会显示警告并结束命令。
乘数只能是 2 的幂。在这种情况下使用傅里叶变换。
- Override Present Data (覆盖当前数据)选中此框以用当前活动数据覆盖转换后的数据。如果未选中此框，则仅显示平滑后的数据，
不会覆盖当前活动的数据，调用 Preseent Data Plot (当前数据图) 命令将显示原始数据。

77

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

8-6.

第8章

Baseline Fitting & Subtraction (基线拟合和减法)从"DataProc"-"Baseline Fitting & Subtraction"打开基线拟合和减法处理弹窗。
在进行峰值评估时非常有用。仅适用于特定峰和实验技术。如果您有多个分段，例如 CV
数据，请从"图表"菜单中的"Graph Options (图表选项)"命令中选择要使用的分段。

图 8-6-1. 工具栏(左)，基线拟合和减法(右)- Two sides of Peak Foot (峰脚两侧)要拟合基线，您需要指定两个峰电位范围(避开峰值)。如果拟合结果不理想，您可能需要调整峰范围和拟合顺序。
如果有多个峰，请指定每个峰的范围。最多可设置 5 个。指定包含多个峰的总体电位或时间范围。
- Baseline Fitting Algorithm and Orders (基线拟合算法顺序)使用正交最小二乘法和最小二乘法进行拟合。一阶是线性近似 aX + b，二阶拟合是 aX2 +bX + c。
- Save to Override Original Data (保存覆盖原始数据)如果您选择不做任何事情，将绘制适合原始数据的基线，并且原始数据不会改变。如果选
择"差异"，则原始数据将替换为差异数据。如果选择基线，将保存拟合的基线数据。
- View Baseline (参考基线)将原始数据和拟合基线绘制在一起并评估结果。选择"Preseent Data Plot (当前数据图)"以显示原始数据。如果要隐藏基线，请在"Graph Options (图表选项)"屏幕上关闭基线。
- View Difference (差异)绘制原始数据和拟合基线之间的差异并评估结果。选择"Preseent Data Plot (当前数据图)"以显示原始数据。
您可以通过单击

图标来执行相同的操作。

78

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

8-7.

第8章

Linear Baseline Correction (线性基线校正)从"DataProc"-"Linear Baseline Correction" 打开线性基线校正，直观地校正当前数据的基
线。校正基线的斜率并移动曲线的直流电平。

图 8-7-1. 工具栏(左)，线性基线校正(右)要进行基线校正，请单击确定按钮，光标将变为向上箭头。
要修正基线斜率，左键单击并在起点拖动以定义倾斜基线。当您释放左键时，这条线将从
数据中减去。未被该线覆盖的 X 值不受影响。
如果要移动 DC 电平，请单击鼠标左键并拖动以创建定义零的水平线。无需绘制覆盖整个X 轴范围的线。
如果您有多个分段，例如 CV 数据，请从"图表"菜单中的"Graph Options (图表选项)"命令
中选择要使用的分段。
基线校正命令可以激活一次，校正一次。如果要进行多次更正，请使用重复命令。
- Override present Data (覆盖当前数据)选中此框以用当前活动数据覆盖转换后的数据。如果未选中，则不会覆盖转换的数据，并
且选择"Preseent Data Plot (当前数据图)"时将显示原始数据。

79

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

8-8.

第8章

Data Point Removing (数据点移除)

从"DataProc"-"Data Point Removing" 打开数据点移除弹窗，从当前数据的开头或结尾移除不必要的数据点。

图 8-8-1. 工具栏(左)，数据点移除(右)- Remove Beginning Data Points (移除第一个数据点)输入要从数据开头删除的数据点数。 如果输入的数字为零，则不会删除数据。
- Remove Ending Data Points (最终数据点去除)输入要从数据末尾删除的数据点数。 如果输入的数字为零，则不会删除数据。
- Override Present Data (覆盖当前数据)选中此框以用当前活动数据覆盖转换后的数据。 如果未选中，则不会覆盖转换的数据，并
且选择"Preseent Data Plot (当前数据图)"时将显示原始数据。

80

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

8-9.

第8章

Data Point Modifying (数据点修正)从"DataProc"-"Data Point Modifying" 打开数据点修正弹窗，可以直观地改变当前数据的数
据点。

图 8-9-1. 工具栏(左)，数据点修正(右)如果要修改数据点，单击确定按钮，光标将变为向上箭头。
在数据显示区域移动光标时，光标 X 轴位置对应的数据点会出现十字线，水平移动光标选择要修改的数据点。选中的点，左击并垂直拖动，移动数据点，松开鼠标完成，旧的数据点
会被清除，新的数据点会出现在新的位置。
- Segment (段)选择要修改的数据集(段)。有效值的范围将取决于所使用的电化学技术。
- Override Present Data (覆盖当前数据)选中此框以用当前活动数据覆盖转换后的数据。 如果未选中，则不会覆盖转换的数据，并
且选择"Preseent Data Plot (当前数据图)"时将显示原始数据。

81

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

8-10.

第8章

Background Subtraction (背景扣除)从"DataProc"-"Background Subtraction" 可以计算两个数据之间的差值。 例如，首先用空白溶液测量并保存数据。 接下来，使用样品进行测量。 执行背景扣除计算并绘制此数据之间
的差异。
使用该命令时，数据必须是相同的实验类型和相同的 X 数据数组。 从出现的对话框中选择
要减去的数据并计算与当前数据的差值。

图 8-10-1. 工具栏(左)，对话框 (右)8-11.

Signal Averaging (信号平均)

从"DataProc"-"Signal Averaging"可以计算两个数据之间的差值。 例如，首先用空白溶液
测量并保存数据。 接下来，使用样品进行测量。 执行背景扣除计算并绘制此数据之间的差异。
使用该命令时，数据必须是相同的实验类型和相同的 X 数据数组。 从出现的对话框中选择要
减去的数据并计算与当前数据的差值。

图 8-11-1. 工具栏

82

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

8-12.

第8章

Mathematical Operation (数学运算)从"DataProc"-"Mathematical Operation" 打开对当前数据进行数学处理弹窗。可以使用的运算是加法，减法，乘法，除法，指数，对数，平方根，平方根和倒数，并且可以应用于 X
和 Y 数据值。

图 8-12-1. 工具栏(左)，数学运算(右)- Operation Selection (操作选择)选择要应用于数据的操作。如果选择加法，减法，乘法或除法，则必须在加法，减法，乘
法和除法运算字段中指定第二个操作数。
- Data Selection (数据选择)选择 X 数据数组或 Y 数据数组。
- Operand for Add. Sub. Mul. Div. (加，减，乘，除运算用操作数)
在运算选择中选择加减乘除时回车。
- Override Present Data (覆盖当前数据)选中此框以用当前活动数据覆盖转换后的数据。 如果未选中，则不会覆盖转换的数据，并
且选择"Preseent Data Plot (当前数据图)"时将显示原始数据。

83

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

8-13.

第8章

Fourier Spectrum (傅里叶波谱)从"DataProc"-"Fourier Spectrum"打开傅里叶波谱处理设定弹窗。

图 8-13-1. 工具栏(左)，傅里叶波谱(右)- X scale (X 刻度)
从 nth comp. (Nth component)，1 / s (Hz) scale 或 1/V scale 中选择傅立叶波谱的 X 数据数组。通常，使用第 n 个补偿。物理意义来源于实验参数。
1 / s (Hz) 和 1 / V 刻度具有明显的物理含义。基于时间的实验应使用 1/s (Hz) 刻度，1/V
是无效的。 1 / s (Hz) 刻度可能对伏安实验无效，因此应使用 1 / V。 CV 和 LSV 可以同时使
用 1 / s (Hz) 和 1 / V 刻度。
- Y scale (Y 刻度)
Y 数据数组包含傅立叶系数，您可以选择 Linear(线性)或 Logrithmic (对数)刻度。
- Y Expression (Y 表达式)从幅度，实数和虚数中选择傅里叶频谱图的显示方法。

图 8-13-2. 傅里叶波谱显示示例- Override present data (使当前数据无效)选中此框以用当前活动数据覆盖转换后的数据。如果未选中，则不会覆盖转换的数据，并
且选择"Preseent Data Plot (当前数据图)"时将显示原始数据。

84

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第9章

第9章

Analysis(分析)菜单介绍可以从工具栏上的 Analysis(分析)菜单中选择的功能。
9-1.

Calibration Curve (校准曲线)从"Analysis"-"Calibration Curve" 打开校准曲线设定弹窗。

图 9-1-1. 工具栏(左)，校准曲线(右)- Standard # (标准#)输入用标准溶液中得到的浓度和峰高/电流。
- Unknow (未知物质)输入未知物质的峰高，计算未知物质的浓度。
- X Axis/Y Axis Title (X 轴/Y 轴标题)输入要绘制的 X 轴/Y 轴标题。
- X Axis/Y Axis unit (X 轴/Y 轴单位)输入要绘制的 X 轴/Y 轴单位或尺寸。
- Header (标头)标题的输入字段。如果您没有在图表顶部看到它，请检查 Graph Options (图表选项)。
- Note (注意)该字段用于输入实验条件和注释。它不显示在图表上，但它被记录为数据信息。后面回看实验内容的时候会用到。
- Read (阅读)加载保存的数据。
- Save (保存)将数据与轴标题，单位，标题和注释一起保存。
- Calculate (计算)计算校准曲线的斜率，截距和相关系数。给定一个未知的峰高，并计算未知浓度。
- Plot (绘图)根据数据范围自动绘制校准曲线和刻度。
85Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

9-2.

第9章

Standard Addition (标准添加)从"Analysis"-"Standard Addition" 打开标准添加法弹窗，计算未知物质的浓度。对于标准
添加方法，首先测量未知物质并记录峰高。然后在添加标准溶液的同时再次测量峰高。通常，
添加量应远小于总体积以维持样品组成。希望增加的浓度与未知物质的浓度相等。

图 9-2-1. 工具栏(左)，标准添加(右)- Unknown (未知物质)输入未知物质的峰高，计算未知物质的浓度。
- Addition# (添加物#)
添加标准溶液后输入浓度和峰高/电流。
- X Axis/Y Axis Title (X 轴/Y 轴标题)输入要绘制的 X 轴/Y 轴标题。
- X Axis/Y Axis unit (X 轴/Y 轴单位)输入要绘制的 X 轴/Y 轴单位或尺寸。
- Header (标头)标题的输入字段。如果您没有在图表顶部看到它，请检查 Graph Options (图表选项)。
- Note (注意)该字段用于输入实验条件和注释。它不显示在图表上，但它被记录为数据信息。后面回看实验内容的时候会用到。
- Read (阅读)加载保存的数据。
- Save (保存)将数据与轴标题，单位，标题和注释一起保存。
- Calculate (计算)计算校准曲线的斜率，截距和相关系数。给定一个未知的峰高，并计算未知浓度。
- Plot (绘图)根据数据范围绘制校准曲线并自动缩放。

86Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

9-3.

第9章

Data File Report (数据文件报告)从"Analysis"-"Data File Report"打开数据文件报告弹窗，输入校准曲线的峰电位范围，斜率和截距，并为保存的数据文件报告待分析组分的浓度或峰电流。

图 9-3-1. 工具栏(左)，数据文件报告(右)- Compound (化合物)输入要分析的物种名称，最多可以搜索和报告四种化合物。
- Ep From and Ep To (Ep 从… Ep 到…)
输入峰值电位范围。当程序检测到一个峰时，将选择指定范围内的第一个峰。物种范围不应重叠。
- Slope (斜率)输入每个物质的校准曲线斜率以计算化合物的浓度。必须为每个物质指定一个值。如果选
择了 Conc. Data Type 并且斜率为零，程序将警告用户。
- Intercept (截距)输入各种校准曲线的截距以计算化合物的浓度。
- Peak Shape (峰形)从 Gaussian，Diffusive 和 Sigmoidal 中选择最合适的峰形。
- Data Type (数据类型)您可以选择原始数据，半微分或一阶导数来报告浓度。
- Number of Species (物种数量)输入数据文件报告物种数量。
- Concentration Unit (浓度单位)输入浓度单位或尺寸(ppm 或 M)。
- Report Data Type (报告文件格式)
如果要保存报告文本文件，请输入文件名。如果输入的文件名存在，将显示警告。如果没
有输入文件名，则不会保存。
- Report Data Type (报表数据格式)
报告浓度或峰值电流。
87Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第9章- Header (标头)标题的输入字段。如果您没有在图表顶部看到它，请检查 Graph Options (图表选项)。
- Note (注意)该字段用于输入实验条件和注释。它不显示在图表上，但它被记录为数据信息。后面回看实验内容的时候会用到。
- Read (阅读)加载保存的数据。
- Save (保存)将数据与轴标题，单位，标题和注释一起保存。
- Report (报告)使用此命令生成数据文件报告。

88Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

9-4.

第9章

Time Dependence (时间相关)从"Analysis"-"Time Dependence"打开时间相关弹窗，从保存的数据文件创建峰高或浓度的时间相关的报告或图。检测每个数据的峰高或浓度，并按与第一个实验相关的时间顺序排序。

图 9-4-1. 工具栏(左)，时间相关(右)- Ep From…Ep To… (Ep 从… Ep 到…)
输入峰值电位范围。当程序检测到一个峰时，将选择指定范围内的第一个峰。
- Slope (斜率)输入各种校准曲线的斜率以计算化合物的浓度。如果报告数据格式为浓度且斜率为零，则显示警告(斜率不能为零或负数)消息。
- Intercept (截距)输入各种校准曲线的截距以计算化合物的浓度。
- Peak Shape (峰形)从 Gaussian，Diffusive 和 Sigmoidal 中选择最合适的峰形。
- Data Type (数据类型)您可以选择原始数据，半微分或一阶导数来报告浓度。
- Report Name (报告名称)
如果要保存报告文件，请输入文件名。如果输入的文件名存在，将显示警告。如果没有输
入文件名，则不会保存。
- Report Data Type (报告数据格式)
选择报告数据的类型为 Conc.(浓度)或 Current(电流)。
- Y Axis Title (Y 轴标题)输入要绘制的 Y 轴标题。

89

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第9章- Y Axis unit (Y 轴单位)输入要绘制的 Y 轴单位或尺寸。
- Header (标题)标题的输入字段。如果您没有在图表顶部看到它，请检查 Graph Options (图表选项)。
- Note (注意)该字段用于输入实验条件和注释。它不显示在图表上，但它被记录为数据信息。后面回看实验内容的时候会用到。
-

Combine Multiple Time based Data Files into One time Based File(将多个基于时间的数据文件合并为一个基于时间的文件)
将多个基于时间的数据文件(包括 CV，LSV，i-t)合并到一个数据文件中。要合并的文件在相同的文件名后编号，如 File1，File2，File3，File4，...。您还需要使用相同的技术。时间
根据起点的年，月，日，时，分，秒计算。
- Folder and Base Filename (文件夹/基本文件名)
如果多个基于时间的数据文件具有 File1，File2，File3，File4，...等名称，请输入"File"作为基本文件名。
- Number of Files (文件数)如果要合并的文件是 File1，File2，File3，File4，File5，则文件数为 5。
- Folder Browse (浏览文件夹)
浏览保存了基于时间的数据文件的文件夹，然后单击其中一个文件。删除[文件夹名和基本
文件名]字段中显示的文件名后面的数字。
- Combine to One Point per File (每个文件合并为一个点)选中复选框以将每个数据文件平均到一个点。
- Combine (组合)合并数据文件。具有指定文件名的文本文件显示在数据文件夹中。按确定退出对话框。
- Read (读取)加载保存的数据。
- Save (保存)将数据与轴标题，单位，标题和注释一起保存。
- Report (报告)使用此命令创建数据文件报告。
- Plot (绘图)使用此命令创建时间相关图。

90Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第 10 章

第10章 Simulation(模拟)菜单介绍可以从工具栏上的模拟菜单中选择的功能。
10-1.

Mechanism (机理)从"Simulation"-"Mechanism"打开数据模拟设定弹窗，设置反应机理，各反应物种的浓度，
反应速率，实验参数等变量。必须在运行模拟之前设置每个参数。您还可以检查平衡浓度。

图 10-1-1. 工具栏(左)，机理(右)- Mechanism Edit (编辑机理)当您从 Mechanism Select(机理选择)列表中进行选择时，会显示相应的反应。也可以直接
输入并编辑。每个物种都使用字母 A 到 F，其中 e 代表电子转移过程。大小写被视为相同，
空格被忽略。
可以模拟多达 5 种反应和 6 种物质的组合。
表 10-1-1. 机理示例
还原

A+e=B

解离

A=B+C

氧化

A-e=B

组合

A+B=C

异构化

A=B

一般反应

A+B=C+D91

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第 10 章- Mechanism Select (机理选择)您可以从 10 种不同的机理中进行选择。未包含在列表中的机理可以从预定义的机理中获得。例如，通过将反应速率参数定义为零，可以从 ECEC 获得 EEC，ECC 和 CEC。将非均匀电子转移速度 ko 定义为零对相应的电子转移步骤没有影响。如果将化学反应的正向和反向
速率常数定义为零，则相应的化学反应无效。
您可以从"User Input"编辑和设置反应机理，但其不能工作。
- System Under Study (研究中的体系)
选择 Diffusive(扩散体系)或 Surface(吸附体系)。假设扩散体系遵循平面扩散，吸附体系遵循朗缪尔等温线，氧化型和还原型均被强吸附。
- Dimensionless current (无量纲电流)如果选中此框，系统将计算无量纲电流。这对于与其他理论结果进行比较是有用的。如果未选中该框，则将根据浓度，电极面积和时间刻度计算电流。
- Initial concentration at the equilibrium (初始平衡浓度)选中此框以计算平衡浓度并将该值用作模拟的初始条件。根据反应速率参数和输入浓度计
算平衡状态。如果未选中该框，则使用输入浓度作为初始条件。
- Display concentration profile during run (测量过程中浓度曲线显示)选中此框可在模拟过程中显示浓度曲线和伏安图。这对于理解反应机理非常有用。
对于伏安图，轴刻度反映灵敏度中设置的值。如果灵敏度太高，伏安图将显示为一条平线。
如果灵敏度太低，数据点就会分散。但是，执行后的数据显示会自动调整。
对于密度剖面，使用相对密度和相对距离。所有物种的总浓度默认设置为 1，模拟时的浓
度基于此值。单位距离默认设置为 6 * sqrt (Dt)。 D 是扩散率，t 是任何实验的总时间。要更改浓度和距离范围，请参阅以下两项。
- Conc Range (浓度范围)输入浓度范围。输入范围为 0.001 到 100,000，默认值为 1。
- Disy Range (距离范围)输入距离范围。输入范围为 0.001 到 10，默认为 1。
- Time Delay Loop (延时循环)模拟的执行时间取决于研究对象和使用的计算机类型。如果运行时间太短，您可能看不到浓度曲线的明显变化。通过取较长时间延迟的循环变量，可以缓慢显示模拟变化。参数范围为 0 到 1e8。
- Read (读取)加载包含仿真所需参数的 * .sim 文件。
- Save (保存)保存模拟所需的所有命令。
- Exp. Param (实验变量)设置模拟的实验参数。也可以从"Setup"-" Parameter"中进行设置。将显示"Cyclic
Voltammetry Simulator Parameters "对话框，您可以在其中设置要使用的参数。

92

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第 10 章- Kinetics (反应动力学)
图 10-1-2. 显示电位/速率常数对话框，您可以在其中设置电子转移速率参数，例如标准非均匀速率常数，标准氧化还原电位和电荷转移系数。 您还可以输入化学反应的正向和反向速率常数。
- Conc (浓度)设置化学物质的扩散系数和浓度。 在所研究的系统中，如果选择 Diffusive(扩散体系)，则显示浓度扩散率(图 10-1-3)对话框，如果选择 Surface(吸附系统)，则显示表面浓度(图 10-14)对话框出现。
- Equilibrium (平衡)图 10-1-5. Equilibrium Concentration 对话框显示，显示在任何反应速率条件下每个物种的浓度。
- Variable (变量)图 10-1-6. 显示模拟变量对话框，您可以在其中输入温度和电极面积等参数。
10-1-1. Potential and Rate Constants (电位与速度常数) 对话框
在此对话框中输入 CV 模拟的反应速度参数。

图 10-1-2. 电位与速度常数对话框根据反应类型，最多输入三个参数。
对于电荷转移反应，输入速率常数 ko，标准氧化还原电位 Eo 和电荷转移系数 alpha。对
于其他化学反应，指定正向和逆向速率常数。
某些动力学参数可能是"预测的"。这是因为 n 物种的浓度可以通过 n-1 反应和初始浓度来确定。一些方程需要是线性相关的，因为方程多于物种。平衡常数是固定的，如果任意指定，
系统将永远不会达到平衡。
软件会自动检测这种情况并正确分配线性相关的动力学参数。你应该把动力学参数不太清
楚的反应放在机制列表的底部，让程序自动分配它们的值。
如果平衡常数涉及化学反应，则逆向速率常数由软件确定。在这种情况下，您需要输入正
向反应的速度常数。

93

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第 10 章10-1-2. Concentration and Diffusion Coefficients (浓度和扩散系数) 对话框
如果所研究的系统选择了 Diffusive(扩散系统)，该对话框用于设置浓度和扩散系数。

图 10-1-3. 浓度和扩散系数对话框输入各种浓度和扩散系数。

10-1-3. Surface Concentration (表面浓度) 对话框
如果所研究的系统选择了 Surface(吸附系统)，这个对话框将设置表面浓度。

图 10-1-4. 表面浓度对话框输入各种表面浓度。
10-1-4. Concentration at Equilibrium(平衡时的浓度) 对话框该对话框显示平衡时的浓度。

图 10-1-5. 平衡时的浓度对话框

它显示了通过 CV 模拟计算的各种物种的平衡浓度。

94Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第 10 章10-1-5. Simulation Variables (模拟变量)对话框
此对话框设置用于 CV 仿真的参数。

图 10-1-6. 模拟变量对话框- Temperature (温度)输入温度。 热力学和动力学参数取决于温度。
- Electrode area (电极面积)输入电极面积 (cm2)。 电流与平面扩散和表面反应中的电极面积成正比。
- Capacitance (电容)输入电极双层电容 (uF)。 充电电流被添加到模拟的总电流中。

10-2.

CV Simulate (CV 模拟)从"Simulation"-"CV Simulate"模拟 CV 数据。

图 10-2-1. 工具栏

在运行模拟之前，使用"Mechanism"命令设置反应机制，浓度，反应速率参数和实验参数。
然后确保设备和计算机正确连接并运行硬件测试。 之后，您无需连接设备。
选择 CV Simulate 命令运行模拟。 您可以将正在模拟的图形复制到剪贴板。

95Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

10-3.

第 10 章CV Fitting (CV 拟合)从"Simulation"-"CV Fitting"，将参数拟合到现有的 CV 数据并进行评估。

图 10-3-1. 工具栏确保设备和计算机已正确连接并运行硬件测试。之后，您无需连接设备。接下来，打开要拟合的 CV 数据。 CV 数据可以是实验数据或模拟数据。
选择 CV Fitting 命令打开图 10-1-1(右)数字仿真对话框。单击"确定"打开图 10-3-2. CV 拟
合参数对话框。

图 10-3-2. CV 拟合参数

- Fitting Potential Range (拟合电位范围)
自动输入初始值。您也可以手动指定它。
- Skip (跳过)通过省略适合的数据点来节省时间。
- Error (错误)当超出设置的错误参数时，拟合结束。
- Capacitance (电容)双层电容也可以用作变量或常数，因为充电电流也会对 CV 数据产生显着影响。
- Potential and Rate Constants (电位和速率常数)显示了图 10-1-1(右)中选择的反应机理及其相关的电位和速率常数。您不需要输入反应速
率参数。初始值是自动输入的，但如果您知道正确的值，您可以手动输入。
如果修改参数，勾选 Fix 会防止拟合过程中值发生变化，减少未知变量的总数，从而减少拟合所需的时间。

96Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第 10 章单击"OK"执行拟合。拟合范围被蓝线包围，拟合数据以绿色绘制，输入数据以红色绘制。
拟合误差和经过时间显示在右上角。

图 10-3-3. CV 拟合执行示例

当达到指定的误差值时，拟合将结束。您可以随时停止测量
数。

图 10-3-4. CV 拟合结果97

或按 Esc 键。显示结果参

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第 11 章

第11章 View(查看)菜单介绍可以从工具栏上的视图菜单中选择的功能。
11-1.

Data Information (数据信息)

您可以从"View"-"Data Information"中查看当前打开数据的信息。

图 11-1-1. 工具栏(左)，数据信息(右)- File name (文件名)显示打开文件的名称。如果尚未保存，则显示"* _Unsaved"。
- Data Source (数据来源)显示实验或模拟。
- Model (仪器型号)显示用于获取数据的设备的型号名称。
- Date (日期)显示获取数据的日期。
- Time (时间)显示获取数据的时间。
- ROM Vers. (ROM 版本)
显示固件版本。
- Prog Vers. (程序版本)
显示程序版本。
- Serial (序列号)显示从中获取数据的设备的序列号。
- Data Proc Performed (执行数据处理)显示对打开的文件执行的数据处理。
- Header (表头)显示在图表选项中输入的标题的内容。
- Note (注意事项)显示在图表选项中输入的注释内容。

98Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

11-2.

第 11 章Data List (数据列表)

从"View"-"Data Listing"，显示当前打开数据的实验条件和结果。 格式可以从"文件"-"文本
文件格式"更改。

图 11-2-1. 工具栏(左)，数据列表(右)11-3.

Equations (公式)在"View"-"Equation"中，您可以查看与电化学技术相关的理论公式。
有关公式的更多信息，请参阅"电化学方法"A.J. Bard 和 L.R.
Faulkner，Wiley，纽约，1980 年。

11-4.

Clock (时钟)图 11-3-1. 工具栏

从"View"-"Clock"显示当前日期和时间。

图 11-4-1. 工具栏(左)，时钟(右)99Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

11-5.

第 11 章

Toolbar Options (工具栏选项)从"View"-"Toolbar Options"-"Add or Remove Button"自定义工具栏。

图 11-5-1. 工具栏(左)，工具栏选项(右)打开如图 11-5-1(右)所示的对话框，您可以通过拖放轻松添加，删除和重新排列您想要自定义的按钮。

图 11-5-2. 自定义示例

按工具栏选项卡上的重置按钮可恢复默认工具栏。
备注
1. 如果工具栏显示不正确，请重新启动软件。
2. 工具栏设置保存在一个 ini 文件中。 请注意，手动编辑 ini 文件可能会导致意外行为。

100

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第 12 章

第12章 Help(帮助)菜单介绍可以从工具栏上的帮助菜单中选择的功能。
12-1.

Help Topics (索引)从"Help"-"Help Topics"打开帮助菜单。 您可以检查如何处理每个功能。

图 12-1-1. 工具栏(左)，索引(右)您还可以使用图标中的帮助功能。单击
令以显示相应的帮助主题。

12-2.

图标将光标更改为

About ALS3325 (关于 ALS3325)

点击"Help"-"About ALS3325"，显示软件版本和版权信息。

图 12-2-1. 工具栏(左)，关于 ALS3325 (右)101。 单击该状态下的每个命Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第 13 章

第13章 附录与 SEC2020 光谱仪系统的触发控制连接

13-1.

介绍 Model 3325 双恒电位仪和 SEC2020 光谱仪系统的触发连接方法
将 CB-VS 远程电缆(15 针)牢牢插入 Model 3325 外部控制端口，并用手紧螺丝固定。 检
查接线部分的引脚标签，将 K(Pin#14，Spectrometer Control)和 G(Pin#5，Ground)连接到
SEC2020 随附的触发/光源控制用线束的 Trigger In(棕色) 和 接地(黑色)。
对于 Model 3325 的引脚分配，请参阅 3-6.外部控制端口。

SEC2020
光谱仪系统

SEC2020光谱仪系统Model 3325 双恒电位仪触发/光源控制用线束

Trigger In(棕色)Ground(黑色)K(Pin#14)

Trigger In(棕色)G(Pin#5)
CB-VS 远程电缆(15pin)

Ground(黑色)图 13-1-1. SEC2020 光谱仪系统(左)，连接示例(右)表 13-1-1. SEC2020 引脚号对应表
CB-VS 远程电缆(15pin) (013818)
标签

引脚号

功能

SEC2020触发/光源控制用线束

K

14Spectrometer Control

Trigger In (棕色)G

5GroundGround (黑色)备注1.

请同时阅览 SEC2020 光谱仪系统和 CB-VS 远程电缆(15pin)的使用说明书。

2.

如果在触发器/光源控制线连接前，先行打开3325的电源，将会无法正常工作。 请再完成设备的连接设置后，再打开电源。

102

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

第 13 章与 RRDE-3A 旋转环盘电极装置 Ver.3.0 的远程控制连接

13-2.

在此将介绍如何将 Model 3325 双恒电位仪与 RRDE-3A 进行远程控制的连接。
将 CB-VS 远程电缆(15 针)牢固地插入 Model 3325 的 15 针外部控制端口，并用手紧螺钉
固定。 检查接线部分的引脚标签，将带 R(Pin#4，RDE)和 G(Pin#5，Ground)标签的线，分别连接到远程端子 IN 和 GND(背面 IN 旁边)来完成对 RRDE-3A 旋转的远程控制连接。) 如果
您还想控制气体吹扫，请将带 P(Pin#13，Purge)标签的线连接到 RRDE-3A 的 PURGE 端子，并用跳线将 GND(IN 右侧)和 GND(PURGE 右侧)连接。
对于 Model 3325 的引脚分配，请参阅 3-6.外部控制端口。

RRDE-3A
远程控制端口Model 3325

跳线G(Pin#5)

CB-VS 远程电缆(15pin)

P(Pin#13)

R(Pin#4)

图 13-2-1. RRDE-3A 与 Model 3325 的连接示例

表 13-2-1. RRDE-3A 引脚对应表
CB-VS 远程电缆(15pin) (013818)
标签

引脚号

功能

RRDE-3A
远程端口

R

4

RDE

IN

G

5

GroundGND (IN 的右侧)

P

13

Purge

PURGE

备注
1.

请同时查阅. RRDE-3A旋转环盘电极装置和CB-VS遥控电缆(15pin)的使用说明书。

103

Model 3325 双恒电位仪使用说明书
Ver.202212

13-3.

第 13 章

故障排除

症状

原因

处理

没电

连接 USB 数据线 [参见3-3]

USB 线有缺陷检查并更换 USB 线

USB 驱动未正确安装请安装USB驱动 [参见3-2]

通讯连接失败
通讯端口不匹配从"设置"-"系统设置"设置通讯端口电脑的问题在其它电脑上检查静电影响重启电脑并重新连接 USB 线。

应用程序错误

重新启动计算机和软件

硬件 - 测试错误执行多次测试，记录错误详情，然后联系经销商[参见 5-4]无电流响应未连接电极连接线束，电极连接线束损坏

检查电极连接线束检查参比电极内部或液接部是否有气泡存在，若有则除去气泡参比电极的阻抗过高电噪声环境请使用法拉第笼数据中存在大量的干扰讯号
弱信号

增加灵敏度等级并设置过滤器电脑问题在其它电脑上检查灵敏度设置过高

设置成较低的灵敏度硬件问题

进行硬件测试[参见 5-4]

电流过载错误

灵敏度设置过高

设置成较低的灵敏度模拟，拟合程序不能运行

设备没有被电脑识别

记录的数据超出范围连接设备并进行硬件测试[参见 10-2, 10-3]

104