H2G1 便携式制氢仪使用说明书

BAS Inc.

目录
１．注意 ........................................................................................................................................... 3
２．可逆氢电极和 H2G1 便携式制氢仪的应用................................................................................. 3
３．仪器各部分说明 ......................................................................................................................... 4
４．各种功能 .................................................................................................................................... 5
５．使用前的准备 ............................................................................................................................. 5
６．电解模式 .................................................................................................................................... 6-1．电解所需的配件 ...................................................................................................................... 6-2．电解的连接方法 ...................................................................................................................... 6-3．电解开始 ................................................................................................................................. 7-4．设定和改设电解时间............................................................................................................... 8
７．电位测量模式 ............................................................................................................................. 9-1．电位差测量模式所需的附件.................................................................................................... 9-2．电位差测量模式的连接方法.................................................................................................... 9-3．开始电位测量 ....................................................................................................................... 10８．规格 ..........................................................................................................................................11
９．故障及解决方法 ........................................................................................................................11１０．联系我们 .............................................................................................................................. 122

１．注意请勿将本产品用于本手册所述以外的任何目的。
请勿在有水或水滴的环境中使用产品，或用湿手操作产品。
请注意，如果在鳄鱼夹相互接触情况下使用仪器，则会损坏设备。
在进行电解之前，务必请确定电缆和电极的接线正确。
更换碱性电池时，请用相同制造商和类型的新电池更换全部四个电池，并确保电池的极性正确。 请注意，不能使用锰和镍氢电池。

２．可逆氢电极和 H2G1 便携式制氢仪的应用
本仪器的主要功能是一种简单的电解设备，通过恒定电流电解酸溶液产生氢气，用于制备可逆氢电极。此外，其还具有简单的电位测量功能，可以检查各类参比电极的电位。

可逆氢电极：通过电解酸性溶液产生氢气，并将氢气存储在电极上方用作参比电极。 当在 25°C 下
使用 1.2 M 盐酸时，氢离子的活度约为 1，可以用作标准氢电极的替代参比电极。 除了在酸性溶液(例如燃料电池)中直接使用之外，其还可以与双液接架桥管结合使用，可以在除酸性溶液外的其他溶液中检查其它参比电极的电位。

图 1:可逆氢电极内的电解析氢示意图通过使用这种 H2G1 便携式制氢仪，即可不必使用恒电位仪进行电解，避免了复杂的接线或软件设
置， 可以轻松地进行电解。在氢离子浓度为 0.1 至 1.2 M 的酸溶液中通过设定任意的恒定电流电解时间(例如盐酸 HCl：0.1-1.2 M，硫酸 H2SO4：0.05-0.6 M)，产生一定量的氢气。
它还具有简单的电位差测量功能。

3３．仪器各部分说明
a. I/O 开关・电源开关(I：开、O：关)b. FUNCTION 按键・电解/电位差两种测量模式的切换・电解时间设定・电解开始/蜂鸣器停止c. 显示屏・电解：倒计时显示(○○m○○s)・电势测量：电位显示(○○○mV)・电解时间设定：时间设定范围(2〜10 分钟)・其他错误信息等的显示
d. ELECTROLYSIS LED 指示灯
・电解模式下红灯点亮
e. RUN LED 指示灯・电解进行过程中蓝灯点亮
f.

POTENTIAL LED 指示灯・电位差测量模式下黄灯点亮
图 2 仪器各部分名称

g. 输入端口・ELECTROLYSIS：红色(对电极)・黑色(可逆氢电极)连接线插口・POTENTIAL：黑色(可逆氢电极)・白色(被测参比电极)连接线插口4４．各种功能
本装置具有两种工作模式，电解模式和电位差测量模式。 电解模式带电解时间设置的功能。电位
差测量模式下可以测量两个电极间的电位差，其属于辅助功能，如需高精度准确测量电极电位，请使用专用设备进行测量。

图 3：H2G1 便携式制氢仪的模式切换

５．使用前的准备
1) 取下 H2G1 便携式制氢仪的红色外套，将四节 AAA 碱性电池放入设备后侧的电池盒中。 请使用相同制造商和类型的新电池更换所有四个电池，以确保+ -的极性正确。 请注意，不能使用锰和镍氢电池。
2) 将用于参比电极(白色)，可逆氢电极(黑色)和对电极(红色)的专用电缆连接到 H2G1 便携式氢发生
器的输入端口(g)处。

5

６．电解模式
以下是使用方法的一个示例。 如果需要用于其他用途请与我们联系。

-1．电解所需的配件
配件

备注RHEK 可逆氢电极套件(产品编号 013597)
双液接架桥管(产品编号 013375)
铂对电极(产品编号 002222、012961 等)

详情请参考我们的网站详情请参考我们的网站详情请参考我们的网站酸溶液

使用 0.1～1.2 M 的氢离子浓度的溶液

试样杯(20 mL)(产品编号 001056)
SVC-3 特氟龙盖帽(产品编号 012671)
试样杯支座(产品编号 001209)

详情请参考我们的网站详情请参考我们的网站详情请参考我们的网站

在使用 RHEK 简单可逆氢电极套件之前，请事先参阅该套件附带的使用说明书。

-2．电解的连接方法1) 首先，用酸溶液填充可逆氢电极。 将浸泡在试样杯(或双液接架桥管)之酸性溶液中的氢电极和对电极连接到对应的端口。
注意使用稳定性较好的样品瓶，并确保在连接时，不得让其翻倒。
2) 将黑色鳄鱼夹连接到可逆氢电极，将红色鳄鱼夹连接到对电极。 在此不使用白色连线。

图 4 电解模式的连接方法举例
6-3．电解开始1) 打开 I/O 电源开关(a)、显示初始屏幕“BAS Inc.” 。
2) 从初始屏幕经过 5 秒后，将设置电解模式并显示“Stand-by“。
3) 按 FUNCTION(功能)按键(b)开始电解。
4) 开始的同时显示倒计时的时间。 如果要在途中停止电解，请关闭 I / O 开关(a)。 如果在电解过
程中干电池的工作电压下降，将显示错误消息，需要更换电池，但是电解仍然可以持续几分钟。
5) 倒计时 0 秒时电解结束时，屏幕显示” Complete”(“完成”)，并且蜂鸣器响起。
6) 按下 FUNCTION 按键(b)、停止蜂鸣器鸣叫、再次显示为”Stand-by”。
7) 如果要再次进行电解，请按 FUNCTION (b)按键。 如要结束操作，请关闭 I/O 电源开关(a)。(再次打开 I / O(a)开关时，从初始屏幕“BAS Inc.”显示开始启动。)

图 5: 电解模式的屏幕显示

表 1: 电解模式下的指示灯标识
模式状态

应答

蓝・红：闪烁
黄：点亮

I/O开关(a)打开，等5秒后切换到电解待机状态

待机状态

蓝：点亮

按下FUNCTION按键(b)电解开始倒计时

电解中

蓝：闪烁
红：点亮

倒计时显示0秒时电解结束，蜂鸣器鸣叫电解结束蓝：点亮红：闪烁

按下FUNCTION按键(b)仪器启动后电解

操作

LED指示灯7停止蜂鸣器再次进入待机状态

-4. 设定和改设电解时间电解时间可以在 2 至 10 分钟的范围内进行设置。 如果需要用 RHEK 可逆氢电极套件制备完成后的氢电极能连续使用 24 个小时，我们建议电解时间设为 5 分钟或更长时间。
1) 打开 I/O 电源开关(a)、最初的 “BAS Inc.” 显示后、将 FUNCTION 按键(b)按下 2 秒后松开此时显示屏上出现“ SET UP”、表示已进入电解时间设定模式。
2) 显示 "SET 2m " 时，每按一次 FUNCTION 按键(b)时间将按序递增为 3，4，5，......。当显示屏上出现了所需的设定时间时，长按 FUNCTION 按键(b)直至显示 "Save PROM Now" 将其保存。
如果设定时间不变，将显示 "相同时间"。
3) 电解时间设定完成后，自动转换至电解模式。
即使关闭 I/O 开关(a)、设定后的时间已被保存。(如果再次打开 I/O 开关(a)，系统将从初始画面“BAS Inc.”显示开始)图 6:电解时间设定操作中显示屏上的显示
表 2：电解时间设定模式下的指标灯标识
模式状态

LED指示灯蓝・红：闪烁
黄：点亮仪器启动后时间設定蓝：闪烁

保存

蓝・黄：闪烁

电解时间设定操作应答打开 I/O电源开关(a)FUNCTION按键(b)按下2秒后松开进入电解时间设定模式

在2至10分钟的范围内设置电解时间。
长按(b)按键直到设定的电解时间保存结束。

保存电解时间

设定的电解时间保存结束后等5秒

进入电解模式8

７．电位测量模式
电位测量模式是一种辅助功能。 如果您想准确测量电极电位差，请使用专用设备。此外，有些参比电极(例如饱和 K2SO4)因其本身的性质， 其对 RHE 的电位差测量不易稳定和精确测量。除非必须， 一般我们推荐使用 Ag/AgCl(饱和 KCl)电极。
在此介绍测量的一个例子，如果有其它用途请与我们联系-1．电位差测量模式所需的附件
附件

备注RHEK 可逆氢电极套件(产品编号 013597)

详情请参考我们的网站。

双液接架桥管(产品编号 013375)

详情请参考我们的网站。

参比电极 Ag/AgCl(饱和 KCl)
(产品编号 013691)

准备两个或多个相同电极以检查电极电位的准确性。

飽和 KCl 水溶液
试样杯(20 mL)(产品编号 001056)
SVC-3 特氟龙盖帽(产品编号 012671)
试样池支座 (产品编号 No.001209)

详情请参考我们的网站。
详情请参考我们的网站。
详情请参考我们的网站。

-2．电位差测量模式的连接方法
1) 装有电解制备的可逆氢电极的双液接架桥管和一个需要测量电位的参比电极浸入装有饱和 KCl
溶液的试样杯中。请使用稳定的试样杯，并确保在连接时不要让其翻倒。
2) 将白色鳄鱼夹连接至参比电极，将黑色鳄鱼夹连接至可逆氢电极。 这里不使用红色连接线。

可逆氢电极

酸溶液

双液接架桥管参比电极Ag/AgCl（饱和KCl）
饱和KCl水溶液图 7:电位测量模式连接方法之一例

9

-3．开始电位测量1) 打开 I/O 电源开关(a)，在初始屏幕显示 “BAS Inc.”，长按 FUNCTION 按键(b)直到显示“OK”。
2) 从显示屏上读取电位差。
3) 为了确认参比电极电位的准确性，请测量第二个参比电极与可逆氢电极之间的电位差。
4) 最后，关闭 I/O 开关(a)。
(再次打开 I/O 开关(a)将从初始屏幕 “BAS Inc.” 开始。)
如果电位差不稳定，请检查可逆氢电极或双结室尖端上是否没有气泡，然后再次进行电解。

图 8:电位测量模式中的显示屏上的显示

表 3: 电位测量模式的指示灯标识
模式状态

仪器启动后
电位测定测定中LED指示灯蓝・红：闪烁
黄：点亮
黄：点亮操作应答打开 I/O电源开关(a)长按FUNCTION按键(b)直到显示“OK”

进入电位测量模式与对应的电极连接线连接电位差显示

10

８．规格
主要功能

电解析氢

附属功能

时间设置、定时器、蜂鸣器输出电流值

10 mA ± 30 %最大输出电压

28 V辅助功能电位差测量范围
表示工作温湿度范围电位差测量约为 10～999 mV电解析氢：倒计时”〇〇m〇〇s”
电位差测量：電位差”〇〇〇mV”
10～50 ℃，≦80 % RH

电源AAA 电池×4※尺寸约 81(W) × 32(H) × 141(D) mm

重量约 300 g(含电池重量)配件

连接线(红・白・黑 各约 45 cm 长)※若使用新的碱性电池，每次电解 5 分钟，约可使用 30 次左右。

９．故障及解决方法
症状

原因

解决方法

“Warning Battery” 表示电池的电压偏低换用新的电池“ERR Button”表示

长按 FUNCTION 按键 1 分钟以上关掉电源，重新开机。

“ERR Time Over”表示电源打开时间超过 10 分钟

关掉电源，重新开机。

“ERR Internal ERR”表示

高电压输出故障联系我们气泡粘附在氢电极电池的尖端。

除去气泡。

即使在电解开始后，电极上 使用氢离子浓度低于 0.1M 的酸溶
没有气泡产生。

液电极的接线不正确重新正确接线氢电极上方氢气填充量不够电解时间 5 分钟以上气泡粘附在氢电极和参比电极的尖在电位测量模式下，电位不 端上稳定可逆氢电极的引脚针生锈
可逆氢电极中储备的氢气发生泄漏

在电位测量模式下，电位一直显示为 0使用 0.1M 以上的酸溶液。

除去气泡除锈。如果不能完全除锈，请更换检查管子连接和管夹是否夹紧，如果电极有损坏，请更换新的电极电极线连接错误

重新正确连接电解时接线错误，会生成氧气而不是氢气检查电极接线并再次进行电解(连接方法11请参阅 P6 6-2)。

１０．联系我们关于 H2G1 便携式制氢仪，如果您有任何疑问或需要进一步说明，请和我们联系。

制造商
独家经销商

ALS 有限公司
日本 BAS 株式会社

总公司地址：日本国東京都墨田区 1 丁目 28 番 12 号 邮编：131-0033
东京营业所

电话：+81-3-3624-0331

传真：+81-3-3624-3387

大阪营业所

电话：+81-6-6308-1867

传真：+81-6-6308-6890
邮箱 : sales@als-japan.com

中文网址：http://als-japan.com.cn
英文网址： https://www.als-japan.com/
日文网址：https://www.bas.co.jp

12