データシート

長光路ガスセル サイクロン
ppm レベルのガス分析に拡張オプションが豊富なユニバーサルタイプ

ミラー間の多重反射を用いる White cell の原理に基づいた長光路ガスセルです。サイクロンガスセルの光路長は固定または可変から選択が可能で、以下の 3 種類のサイズからお求めいただけます。
◯ サイクロン C2: 0.5 から 2.5 m まで
◯ サイクロン C5: 1 から 8 m まで
◯ サイクロン C10: 2.1 から 10.6 m まで

特長
◯	固定光路長、室温測定、真空から大気圧 ( 標準仕様 )◯	豊富な拡張オプション ( 光路長可変、加熱測定、高圧測定等 )◯	優れた化学耐性・気密性◯	接着剤を排除したクリーンな構成◯	真空 / ガス配管
◯	パージ可能な外部光学系◯	ベンチマークベースプレートで各社の FT-IR 分光器に対応
比類なき拡張性サイクロンには多くのオプションが用意されており、どのような分析にも対応可能です。
交換可能な内部光学系
・1 個のボディに、複数の内部光学系 ( 光路長可変あるいは光路長固定 ) を取り付けて使うことが可能で、低コストで分析の柔軟性を増すことができます。
アプリケーションに合わせて選択可能
・ボディ材質 ... ボロシリケートガラス ( 標準、耐圧 15 psi)、ニッケルめっきアルミ ( 耐圧 125 psi)
・窓材 ...KBr ( 標準 ), CaF2, ZnSe・o- リング ... バイトン ( 標準 ), カルレッツ
豊富なオプション類

クリーンな設計
サイクロンガスセルは、不純物を排除し性能をフルに発揮するため、設計から製造まで多くのユニークな特長を取り入れています。
・接着剤を一切使用していません。
・バ イトン ® 製 o- リングは、溶剤等のアウトガスがないようプリベークしてから使用しています。
・内部に使用されているねじには小さなブリード孔を空けてあり、トラップされたガスによるコンタミネーションが起きないようになっています。
優れた化学耐性・気密性
・使用材 ...保護膜付金ミラー・ニッケルめっきアルミ・ステンレス・バイトンシール材

加熱ジャケット / 温度コントローラ

圧力ゲージキット

全てのサイクロンガスセルは、対応する加熱ジャケットと温ガス配管に取り付けて使用する圧力ゲージです。ゲージは低度コントローラを追加することで加熱ガスセルにアップグ

圧 用 ( 真 空 か ら 15 psi) と 高 圧 用 ( 真 空 か ら 125 psi、 メ タ

レード可能です。加熱ジャケットは単純にセルに被せるだけルボディ時のみ ) があります。圧力解放バルブが内蔵されてで使用でき、室温から 200 度までの範囲で温調可能になりおり、過剰な圧力がかかってしまった際は自動で減圧します。

ます。オプションでプログラム対応も可能です。

加圧環境下でセルを使用する際は、圧力ゲージの使用を推奨

温度の安定性は± 1℃で、セル全体を均一に加熱し、セル内します。に「コールドスポット」が生じるのを防ぎます。

ベンチマークシリーズ レーザーアライメントアクセサリ

パージベローズ

ガスセル内部の光学光路長を目視で確認することが可能にな

外部光学系を不活性ガス ( 窒素等 ) 環境下で使用することができ、大気中の水蒸気や二酸化炭素の吸収を減らすことができます。他の Specac 社製品と共通で使用できます。
デシケータ・ストレージキャップ
セル不使用時に外部光学系の開口部に取り付けるキャップです。片方のキャップには乾燥材が入っており、外部光学系内を乾燥雰囲気に保ち、KBr 窓の寿命を延ばします。

ります。光路長可変セルを用いて日常的に様々な光路長を使用する際に特に便利です。
ベンチマークシリーズ光学系の光軸の高さにダイオードレーザーの可視光源を照射することができます。ガスセルをはじめ、全てのベンチマークシリーズのアクセサリが使用可能で、載せるだけで使用可能です。

仕様◯	セルボディ材質 : ボロシリケートガラス ( メタルボディオプション有 )◯	圧力範囲 : 真空から 15 psi (1 bar) ( メタルボディオプション時は真空から 125 psi)
◯	温度範囲 : 室温 ( 加熱オプション有 )◯	ミラー材質 : 金 ( 保護膜付 )◯	窓材 : KBr ( オプション : ZnSe, CaF2)◯	ガス配管部品 : ステンレス◯	o- リング : バイトン ® ( オプション : カルレッツ ®)◯	内部使用材 : ニッケルめっきアルミおよびステンレス◯	外部光学系 : パージ可能、アルミ平面ミラー使用◯	セル設置方法 : ベンチマークシリーズベースプレート

固定光路長( 御指定下さい )
光路長可変
オプション
容積 (litter)

各部の寸法 (mm)C2

C5

0.5/1/1.5/2/2.5 m

1/2/3/4/5/6/7/8 m(0.5 m step)(1 m step)

0.5–2.5 m

1–8 m

2.1–10.6 m

0.19

1.33

2.6

ガラスボディ

Vacuum–15psi

メタルボディ

Vacuum–125psi

加熱C10
2.1/3.2/4.2/5.3/6.3
7.4/8.5/9.5/10.6 m(1.06 m step)

AB

C2384

C5536
540

C10C

DE

奥行314

73

47153

120466

114

87153

130

470

143

113

153

146

CB

DA

室温 –200℃

接続 / バルブ

1/4 チューブ・ストップバルブ

窓材

KBr 標準E

オーダー情報◯ 製品ラインナップ

サイクロンガスセル選定ガイド

GS24102

サイクロン C2 ガスセル (0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 m)

1	セルサイズを C2, C5, C10 から選択しますGS24105

サイクロン C5 ガスセル (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 m)

2	ボディ材質をガラスまたは金属から選択

GS24110サイクロン C10 ガスセル (2.1, 3.2, 4.2, 5.3, 6.3, 7.4, 8.5, 9.5, 10.6 m)

GS10707

パージベローズ ( ペア )GS24150

デシケータ・ストレージキャップ

GS24152内部光学系 金ミラーアセンブリ4	光路長を固定または可変から選択します( 固定の際は光路長も指定します )5	o- リングシールの材質をバイトンまたは( ガスセルのモデル、可変または固定光路長をご指定下さい。固定光路カルレッツから選択します6	圧力ゲージキットを併せてご注文の際は、長の場合は光路長もご指定下さい。)

高圧または低圧から選択しますGS24160

圧力ゲージキット ( 高圧または低圧をご指定ください。)

GS24302

サイクロン C2 ガスセル用 加熱ジャケット / 温度コントローラ

GS24305

サイクロン C5 ガスセル用 加熱ジャケット / 温度コントローラ

GS24310サイクロン C10 ガスセル用 加熱ジャケット / 温度コントローラ

GS24500

レーザーアライメントアクセサリ

GS24153

交換用 KBr 窓 ( ガスセルのモデルをご指定下さい。)

GS24154

交換用 ZnSe 窓 ( ガスセルのモデルをご指定下さい。)

GS24155

交換用 CaF2 窓 ( ガスセルのモデルをご指定下さい。)

本します3	窓材を KBr, CaF2, ZnSe から選択します◯ オプション

FT-IR のメーカー名と型式もご指定ください

社: 東京都文京区小石川1-4-12 文京ガーデンザウエスト801 TEL:03-3868-2634

西日本営業所: 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル3F
https://www.systems-eng.co.jp

E-mail: info@systems-eng.co.jp

TEL:06-6868-9790
仕様・価格は予告なく変更する場合がございます20170117

データシート

長光路ガスセル トルネード
ppm レベルのガス分析に目的を絞ったルーチンタイプ

トルネードガスセルは、ルーチン分析に最適な長光路ガスセルです。
ミラー間の多重反射を用いる White cell の原理に基づいた長光路ガスセルです。トルネードガスセルは全て固定光路長で、以下の 3種類のサイズからお求めいただけます。
◯ トルネード T5: 1 から 8 m まで
◯ トルネード T10: 2.1 から 10.6 m まで
◯ トルネード T20: 2 から 20 m まで

特長
◯	固定光路長、室温測定、真空から大気圧 ( 標準仕様 )◯	豊富な拡張オプション ( 光路長変更、高圧測定等 )◯	優れた化学耐性・気密性◯	パージ可能な外部光学系◯	ベンチマークベースプレートで各社の FT-IR 分光器に対応
比類なき拡張性トルネードには多くのオプションが用意されており、どのような分析にも対応可能です。
交換可能な内部光学系
・1 個のボディに、複数の内部光学系を取り付けて使うことが可能で、低コストで分析

優れた化学耐性・気密性
・使用材 ...保護膜付金ミラー・陽極酸化アルミ・ステンレス・バイトンシール材の柔軟性を増すことができます。
アプリケーションに合わせて選択可能
・ボディ材質 ... ボロシリケートガラス ( 標準、耐圧 15 psi)、ニッケルめっきアルミ ( 耐圧 125 psi)
・窓材 ...KBr ( 標準 ), CaF2, ZnSe
豊富なオプション類
パージベローズ

デシケータ・ストレージキャップ外部光学系を不活性ガス ( 窒素等 ) 環境下で使用することがセル不使用時に外部光学系の開口部に取り付けるキャップででき、大気中の水蒸気や二酸化炭素の吸収を減らすことがです。片方のキャップには乾燥材が入っており、外部光学系内きます。他の Specac 社製品と共通で使用できます。

を乾燥雰囲気に保ち、KBr 窓の寿命を延ばします。

圧力ゲージキット

ベンチマークシリーズ レーザーアライメントアクセサリ

ガス配管に取り付けて使用する圧力ゲージです。ゲージは低ガスセル内部の光学光路長を目視で確認することが可能にな圧 用 ( 真 空 か ら 15 psi) と 高 圧 用 ( 真 空 か ら 125 psi、 メ タります。

ルボディ時のみ ) があります。圧力解放バルブが内蔵されてベンチマークシリーズ光学系の光軸の高さにダイオードレーおり、過剰な圧力がかかってしまった際は自動で減圧します。

ザーの可視光源を照射することができます。ガスセルをはじ加圧環境下でセルを使用する際は、圧力ゲージの使用を推奨

め、全てのベンチマークシリーズのアクセサリが使用可能で、します。

載せるだけで使用可能です。

仕様◯	セルボディ材質 : ボロシリケートガラス ( メタルボディオプション有 )◯	圧力範囲 : 真空から 15 psi (1 bar) ( メタルボディオプション時は真空から 125 psi)
◯	温度範囲 : 室温◯	ミラー材質 : 金 ( 保護膜付 )◯	窓材 : KBr ( オプション : ZnSe, CaF2)◯	ガス導入口 : 1/4" ステンレス直管◯	o- リング : バイトン ®

◯	内部使用材 : 陽極酸化アルミおよびステンレス◯	外部光学系 : パージ可能、アルミ平面ミラー使用◯	セル設置方法 : ベンチマークシリーズベースプレート
T5
固定光路長

2/4/6/8/10/12

7.4/8.5/9.5/10.6 m

14/16/18/20 m(1.06 m step)(2 m step)

———

1.33

2.64.7(1 m step)

光路長可変
オプション
容積 (litter)

T20

2.1/3.2/4.2/5.3/6.3

1/2/3/4/5/6/7/8 m( 御指定下さい )各部の寸法 (mm)T10

ガラスボディ

Vacuum–15psi

メタルボディ

Vacuum–125psi

加熱

A

B

C

T5455

385

T10

470

400

675

606

T20

D

E

奥行

114

86

153

130

143

113

153

146

143

113

153

146

C

B

D

A—

接続 / バルブ

1/4 チューブ・バルブなし

窓材

KBr 標準E

オーダー情報◯ 製品ラインナップ

サイクロンガスセル選定ガイド

GS24205

トルネード T5 ガスセル (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 m)

1	セルサイズを T5, T10, T20 から選択しますGS24210

トルネード T10 ガスセル (2.1, 3.2, 4.2, 5.3, 6.3, 7.4, 8.5, 9.5, 10.6 m)

2	ボディ材質をガラスまたは金属から選択

GS24220

トルネード T20 ガスセル (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 m)

GS10707

パージベローズ ( ペア )GS24150

デシケータ・ストレージキャップ

GS24252

内部光学系 金ミラーアセンブリ4	光路長を指定します5	圧力ゲージキットを併せてご注文の際は、高圧または低圧から選択します
FT-IR のメーカー名と型式もご指定ください( ガスセルのモデル、光路長をご指定下さい。)
GS24160

圧力ゲージキット ( 高圧または低圧をご指定ください。)

GS24161

真空・ガス配管部品 ( プッシュ・オンタイプ )GS24500

レーザーアライメントアクセサリ

GS24153

交換用 KBr 窓 ( ガスセルのモデルをご指定下さい。)

GS24154

交換用 ZnSe 窓 ( ガスセルのモデルをご指定下さい。)

GS24155

交換用 CaF2 窓 ( ガスセルのモデルをご指定下さい。)

本します3	窓材を KBr, CaF2, ZnSe から選択します◯ オプション

社: 東京都文京区小石川1-4-12 文京ガーデンザウエスト801 TEL:03-3868-2634

西日本営業所: 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル3F
https://www.systems-eng.co.jp

E-mail: info@systems-eng.co.jp

TEL:06-6868-9790
仕様・価格は予告なく変更する場合がございます20170117