試験用交流電源 のことなら、＊プログラマブル交流電源 ES シリーズは、単相 2kVA から三相 90kVA までの各種電源システムを柔軟に構築できる交流電源です。
当社が長年にわたって作り続けてきたリニア・アンプ方式によるパワー制御（リニア・パワー制御）により、高速かつ高品位な電力をご提供します。
EMC 試験に必要な高速応答や高調波重畳、パワーコンディショナ（PCS）の系統連系試験に必要な逆潮流にも対応していますので、規格試験や認証試験などで要求される
条件にあわせた試験が可能です。
ES シリーズをベースに、計測装置や専用ソフトウエア等をシステムアップし、お客様のニーズにあわせた『試験システム』としてご提供しています。
家電品や産業機器、さらに太陽光発電などのエネルギー関連まで、さまざまな電源
環境シミュレーション、規格試験などに不可欠な交流電源は、信頼と実績のエヌエフへ。
＊

三相 90kVA 以上のシステムも構築可能

Features

単相／単相 3 線／三相
2kVA〜90kVA

柔軟なシステム構築

逆潮流
最大電流の約 30%

充実の周辺機器・試験用ソフトウエア

豊富な納入実績

万全のアフターサービス
体制により、安心運用

Line-upシステム
電力形式

コンポーネントスタイル
2kVA ベースでシステムアップ

6kVA、8kVA、10kVA、12kVA、18kVA

単相

2kVA〜20kVA

2kVA単位で単相3線

4kVA〜40kVA

4kVA 単位で三相／単相 切換
三相

増設可能

増設可能
※単相3線マスタ機能（オプション）が必要

6kVA※三相単相切換出力ユニット（オプション）が必要

6kVA〜60kVA

三相／単相／単相3線 切換
三相／単相3線 切換
1

キャビネットスタイル
S型（最大8kVA）、L型（最大12kVA）の2種類のキャビネットでシステムアップ

6kVA単位で増設可能

6kVA※三相単相切換出力ユニット（オプション）と単相３線マスタ機能（オプション）が必要

8kVA、12kVA、16kVA、24kVA

ラックスタイル
設置場所にあわせた専用ラックでシステムアップ

60kVA

6kVA、12kVA、18kVA
24kVA、36kVA

54kVA、72kVA、90kVA

6kVA/4kVA, 12kVA/8kVA, 18kVA/12kVA
その他の電力容量・電力形式、（三相および単相出力時の容量／単相3線出力時の容量） 設置環境にあわせたシステムの※三相単線切換システムに、オプションで単相3線出力を追加構築については、お問い合わせ

24kVA/16kVA, 36kVA/24kVA※構築可能。詳細はお問い合わせください。 （三相出力時の容量／単相3線出力時の容量）※三相専用システムに、オプションで単相3線出力を追加ください。
システムラインナップ詳細

P.3〜4

プログラマブル交流電源

ES

シリーズ

エヌエフにお任せください。
Applications

大型機器の試験

三相 90kVA システム

〜大容量システムに対応〜〜三相 90kVA

90kVA 以上のシステムもお問い合わせください。

大型機器用電波暗室 CVCF として
産業用大型機器の EMC 試験
大容量インバータの試験など
P.3〜4

低周波 EMC 試験
IEC 61000-3 シリーズ 低周波エミッション試験
IEC 61000-4 シリーズ 低周波イミュニティ試験
低周波イミュニティ試験ソフトウエアをはじめ、各種規格の試験条件を満たす試験装置をラインナップ
規格に関する最新情報をご提供
技術資料「低周波の EMC」を毎年発行

P.7〜8系統連系試験

多数台連系試験システムも構築可能

系統連系試験に必須の逆潮流に対応
パワーコンディショナ（PCS）の容量と電力形式にあわせた交流電源に各種計測装置およびソフトウエアを組み合わせ、目的にあったシステムを構築可能
太陽光発電の多数台連系試験システムの構築も可能
太陽光発電、燃料電池、ガスエンジン、蓄電池、風力、小水力など各種エネルギーに対応
P.9〜10Technology

リニアアンプ方式の交流電源を作り続けてきたエヌエフが提供する信頼の電力制御技術。
ES シリーズは、リニア・パワー制御技術を生かした高速応答と安定した出力により、各種試験用電源として、数多くの実績があります。出力の急変や逆潮流にも対応し、低周波 EMC 試験や分散型電源用パワーコンディショナの系統連系試験など、各種規格試験・認証試験に対応した試験システム用交流電源として、安心してお選びいただけます。

2

フレキシブルなシステム構築で、さまざまなシステムラインナップ
2k

4k

6k

8k

2kVA〜90kVA

単相／単相 3 線／三相

10k 12k 14k 16k 18k 20k (VA)

〜 20 kVA

単相

2kVA 単位で増設可能

S

S

L

L

L

ES6000S ES8000S ES10000S ES12000S

S

30k

ES18000S

36k 40k単相3線〜404kVA 単位で増設可能
コンポーネントおよびキャビネットスタイルの三相システムと三相単相システムは、オプションで単相 3 線出力が可能。
（容量は三相出力時の 2/3）

三相
単相

L

S
ES8000DS

ES12000DL

6kVA 単位で増設可能
ES2000U に「単相 3 線マスタ機能」を追加すると単相 3 線出力が可能となります。

三相単相切換出力オプションが必要

三相

三相
単相
三相
単相

三相
単相

三相
単相

L

S

L

ES6000W

ES12000W

4k

6k

8k

S

ES18000W

三相単相システム (-W) に「単相 3 線出力」を追加すると、マルチ相システムを構築可能です。

2k

L

ES24000D※※

三相単相システム（切換可能モデル）

S

ES16000D

50k

S

S

S

L

ES24000T

L

L

ES36000T

ES24000T ／ ES36000T に単相 3 線出力を追加すると、三相／単相 3 線切換システムになります。

10k 12k 14k 16k 18k 20k 24k

30k

36k 40k

50k■コンポーネントスタイル■キャビネットスタイル（S 型／ L 型）

単相マスタ ES2000S、三相マスタ ES2000U、三相スレーブ

設置面積が小さく、配線がすっきりまとまったキャビネットスタ

ES2000P、ブースタ ES2000B の組み合わせにより、多彩な

イルは、1 台で最大 8kVA の S 型キャビネット、最大 12kVA のシステムを構築できます。

L 型キャビネットの 2 種類があります。

● 単相は 2kVA 単位で 20kVA まで、単相 3 線は 4kVA 単位で40kVA まで、三相は 6kVA 単位で６０kVA まで増設可能です。

複数台のキャビネットを組み合わせて、最大 36kVA のシステムを構築します。（S 型と L 型を組み合わせることもあります。）● 単相 3 線システムは、三相マスタ ES2000U にオプションの単相 3 線マスタ機能 ES4494 を追加して構築します。
●コンポーネントスタイルには、機器の配線をまとめるための電源
入力ユニットや出力並列ユニットなどが用意されています。

単相 3 線出力ユニット ES4484

単相 3 線 4kVA
機器構成

3（8kVA/12kVA 用）*

ES2000U ×1 （単相 3 線マスタ機能 ES4494 * 付）
ES2000P ×1* オプション

三相 12kVA

機器構成

ES2000U ×1
ES2000P ×2
ES2000B ×3

S型

L型

試験ニーズに対応する。

ES

シリーズ

単相 2kVA から三相 90kVA まで、電力容量・電力形式、さらにお客様の設置環境にあったシステムスタイルをお選びいただけます。
大容量システム、計測装置やソフトウエアを組み合わせた試験システムのご要求は、エヌエフにご相談ください。

選べる設置スタイル■コンポーネントスタイル

プログラマブル交流電源

マルチな出力で多用途に■キャビネットスタイル■三相単相切換機能（コンポーネントスタイル）
ES2000S ES2000U ES2000P ES2000B

S

L

S型

L型

コンポーネントスタイル三相6kVAシステムは、三相単相切換出力ユニット（ES4439＊）を追加すると、三相出力と単相出力の切換えが可能となります。

■三相単相システム（キャビネットスタイル）

60k

70k

80k

90k (VA)

kVA

ES6000W ／ ES12000W ／ ES18000W（型名の末尾が W のシステム）は、三相単相切換機能を装備しています。

■単相 3 線マスタ機能（コンポーネントスタイル）
三相マスタ（ES2000U）に単相 3 線マスタ機能（ES4494＊）を追加すると、三相出力と単相 3 線出力の切換えが可能となります。

■単相 3 線出力追加（キャビネットスタイル）

ES60000D(-D2/-D3/-D4)
ラックスタイル〜 60 kVA

ES24000T ／ ES36000T（三相システム）に、単相 3 線出力（ES4496＊）を追加すると、三相出力と単相 3 線出力の切換えが可能となります。

■マルチ相システム

三相／単相／単相 3 線切換え

●コンポーネントスタイル
三相 6kVA システムに、三相単相切換出力ユニット（ES4439＊）と単相 3 線マスタ機能（ES4494＊）を追加〜 60 kVA●キャビネットスタイル
三相単相システム（ES6000W ／ ES12000W ／ ES18000W）に
単相 3 線出力（ES4495＊）を追加＊
オプション※三相および三相単相システムに、オプションで単相 3 線出力を追加した
場合、単相 3 線出力の容量は、三相および単相出力時の 2/3 となります。

ES54000T(-D2/-D3/-D4)

ES72000T(-D2/-D3/-D4)

ES90000T(-D2/-D3/-D4)

ラックスタイルラックスタイルラックスタイル

54k

60k

72k

80k

〜 90 kVA

90k (VA)
大容量システム

三相および単相 3 線の大容量システム 4 種類を標準ラインナップ。

三相 54kVA、
72kVA、90kVA
単相 3 線 60kVA

大容量システムは、専用ラックで構築し、設置スペースにあわせて、
2 段／ 3 段積みのいずれかをお選びください。
搬入口の広さに応じて、2 段で搬入して、設置場所で 3 段積みにするシステム（型名の末尾が -D4）も用意しています。

三相 90kVA 以上など、上記以外の大容量システムについては、お問い合わせください。

三相 90kVA 2 段積み

ES90000T-D2
大容量システム構築例
三相 108kVA

設置スペースに合わせた
ラックスタイルで、
システムアップ

三相 90kVA 3 段積み

ES90000T-D3

4交流電源としての基本力と応用力を備える。
■幅広い出力電圧・周波数■計測機能

広範囲な出力電圧と出力周波数により、幅広い用途をカバーします。

電圧（実効値、ピーク値）、電流（実効値、ピーク値）、有効電力、直流出力モードも装備し、交流・直流を切り換えて出力できます。

皮相電力、力率を測定可能です。

交流

100Vレンジ

200Vレンジ

出力電圧（相電圧）

0V〜150V

0V〜300V

周波数

5Hz〜1100Hz
0V〜203V
0V〜406V

直流 出力電圧（単相出力のみ）■負荷にあわせてモード切換え
プレシジョンモード・ハイスタビリティモード●プレシジョンモード

単相 3 線／三相システムでは、各相の相電圧／相電流、線間電圧、各相の合計電力を測定できます。

■規格試験、各種シミュレーションに
電圧ディップ、電圧変化、周波数・電圧同時スイープにより、低周波イミュニティ試験 IEC 61000-4 シリーズをはじめとする
各種シミュレーションが可能です。
●電圧急変（周波数不変）、電圧変動（周波数可変）、電圧ディップ、

負荷電流の変動に対する出力電圧の変動を抑え、定格電流の 3.5電圧変化、周波数・電圧同時スイープ、3 値電圧急変・スイープ

倍のピーク電流を供給。コンデンサインプット型整流負荷に対応。

（繰り返し可）、CF コントロール●ハイスタビリティモード●高調波重畳（50 次まで、50 波同時加算可）

シールドルーム用ラインフィルタのような大容量キャパシタなど、
容量性負荷に対して安定に動作するモード（2kVA あたり最大1000µF）。

●三相システムは各相独立入力につき、三相信号発生器（P.10）と組み合わせて、三相不平衡試験に対応※試験内容によって周辺機器が必要です。
低周波 EMC試験■AGC・リモートセンシング ( 交流出力モードのみ )負荷端の電圧を検出して、配線による電圧降下を補正し、負荷端の電圧を常に電圧設定値に保ちます。
●AGC（Automatic Gain Control）
検出点電圧と出力電圧設定値の実効値を一致させるよう、連続的に補正する機能。負荷が変動しても、負荷端電圧が設定値と等しくなるよう自動補正します。アナログ方式を採用しているので、出力の変化はなめらかです。
●リモートセンシング
計測および AGC の電圧検出点をセンシング入力端子に切り換える機能。電圧検出点が負荷端となり、AGC と併用して負荷端電圧を補正します。

■オートキャル
出力電圧を設定電圧値と等しくなるように自動補正する機能。
リモートセンシングと併用すれば、オートキャル実行ごとに配線の電圧降下分を補正し、負荷端電圧を設定電圧値と等しくします。

■外部信号入力●EXT SIGNAL INPUT
外部信号の電力増幅器として使用できます。ファンクションジェネ

P.7〜8■逆潮流可能 〜系統連系試験に
逆潮流耐量は最大出力電流の約 30％。系統模擬用電源として、各種パワーコンディショナの系統連系試験に対応します。線路
インピーダンス、各種計測装置、試験専用ソフトウエアなどの周辺機器と組み合わせて、「逆潮流あり」の試験に使用できます。
系統連系試験

P.9〜10■その他の機能●リミット値設定機能
出力電圧の上限と周波数の上限・下限を設定し、誤操作による異常電圧の印加による負荷の破損を未然に防止●ライン同期出力
出力周波数をライン周波数と同期させ、ビート障害を排除●メモリ機能設定のストア・リコール（120 通り）●リモートターミナル ※オプション
本体の操作に加えて、多彩な設定が可能。PC を使用せずに、CF コントロール、急変繰り返し回数および３値電圧の設定を行えます。（ケーブル長 5m）
外部信号入力ゲイン調整

レータや三相信号発生器と組み合わせて、低周波イミュニティ

出力オフセット電圧調整（直流出力モード）試験（P.7〜8）や系統連系試験（P.9〜10）を行う場合などに

AGC

リモートセンシング

使用します。ゲイン調整機能により、多相で使用する場合など、急変同期信号出力

入力信号に合わせて出力電圧を微調整することも可能です。

RS-232●ADD
外部入力信号を出力波形に加算する機能。電圧リップル重畳やノイズ重畳試験を行う場合などに使用します。
●VCA
外部アナログ信号で出力電圧を変調する機能。電圧フリッカの発生など、アナログ信号による出力電圧の制御が可能となります。

5

GPIB

制御コネクタ

GPIB、RS-232、制御コネクタの 3 つのインタフェースを装備。
制御コネクタは、内部ステータス出力や本体の信号発生器に対する加算（ADD）、変調（VCA）が可能。周辺機器のインタフェースとしても使用します。

三相マスタのリアパネル上部

プログラマブル交流電源

ES

シリーズ

アイテム一覧
電源本体
ES シリーズは、電力容量や電力形式、設置場所などによって、システム構築が可能です。単相は 2kVA、単相３線は 4kVA、三相は 6kVA を最小単位に三相 90kVA の大容量まで、細かく取り揃えています。

単相マスタ

三相マスタ

（2kVA）ES2000U

ラックスタイル

P.3〜4

キャビネットスタイル

コンポーネントスタイル（2kVA）ES2000S

システムラインナップ詳細

三相スレーブ（2kVA）ES2000P

ブースタ（2kVA）ES2000B

S 型キャビネット（最大 8kVA）

L 型キャビネット（最大 12kVA）

大容量システム向け。２段ラックと３段ラックをご用意しています。（P.4）

オプション● 三相単相切換出力ユニット（コンポーネント三相 6kVA 用）

ES4439
写真は ES4484 です。

●リモートターミナル

ES4474A● 電源入力ユニット（4kVA ／6kVA 用）● 出力並列ユニット（単相 4kVA ／単相 6kVA 用）

4481

4482

● 単相3線出力ユニット（4kVA用）ES4483● 単相3線出力ユニット（8kVA ／12kVA 用）

ES4484

NOTE

2016 年 1月より、右記のオプションが標準装備となりました。・インタフェースボード ES4473 ・外部信号入力 ES4493S / ES4493U / ES4493P

実測 データで見る ESシリーズのパフォーマンス
立ち上がり時間▼ESシリーズ▼一般的な交流電源

一般的な交流電源に比べて、立ち上がり時間が短
いため、変化の早い波形を高い再現性にて出力可能。低周波イミュニティ試験における電圧ディップの予備試験が行えます。
●測定条件 100Vレンジ、2kW 負荷、100V 出力
X 軸：40μs /div.

立ち上がり時間32.0μsY 軸：20V /div.
▼ESシリーズ

出力ノイズ▼一般的な交流電源

一般的な交流電源に比べて出力ノイズが少なく、電波暗室用 CVCF に採用されています。
●測定条件

1kW 負荷、100V 出力

X 軸：2.00ms /div.

Y 軸：100mV /div.

低ひずみ
ひずみ率 0.3％以下（40Hz〜100Hz, 定格出力電圧 , typ.)、品位の高い出力波形が得られます。

6

リニア・パワー制御の安定した出力で各種規格試験・認証試験に対応する。
IEC/JIS 規格対応 低周波EMC試験
低周波イミュニティ試験、高調波電流測定、電圧変動・フリッカ測定に。
■低周波イミュニティ試験
IEC 61000-4-11 に代表される低周波イミュニティ試験は、ES

対応規格＊1
IEC 61000-4-11（2004）IEC 61000-4-13（2002）+A1（2009）+A2（2015）

シリーズに電圧ディップシミュレータなどを組み合わせて行います。
専用の試験用ソフトウエア『低周波イミュニティ試験ソフトウエア』
により、規格で定められた試験条件で簡単に試験を実行できます。

IEC 61000-4-14（1999）+A1（2001）+A2（2009）
IEC 61000-4-27（2000）+A1（2009）＊3
IEC 61000-4-28（1999）+A1（2001）+A2（2009）IEC 61000-4-29（2000）＊3
IEC 61000-4-34（2005）+A1（2009）＊4
その他の試験

低周波イミュニティ試験
ソフトウエア ES0406D

電圧ディップシミュレータ
As-517A＊1

試験名称
電圧ディップ、短時間停電、電圧変動
組合せ高調波（フラットカーブ）
組合せ高調波（オーバスイング）
周波数スイープ ＊2
個別高調波 ＊2
次数間高調波 ＊2
マイスターカーブ ＊2
電圧変動イミュニティ
不平衡イミュニティ
電源周波数変動イミュニティ
直流の電圧ディップ、短時間停電、電圧変動
16A 超の電圧ディップ、短時間停電、電圧変動試験
電圧急変（位相可変）、
単相 3 線、三相位相不平衡、任意波

ES0406Dでは予備試験が行えます。本試験を行う場合は、さらに下記の製品が必要です。

・単相：電圧ディップシミュレータ As-517A [1台]・単相3線：電圧ディップシミュレータ As-517A [2台]・三相：電圧ディップシミュレータ As-517A [2台]とAs-537 [1台]
また、本試験の場合、ピーク突入電流供給能力は、ESシリーズの出力容量によって制限されます。

電源環境シミュレータ
ESシリーズ● 機器構成例＊2

外部信号源として2チャネル信号発生器WF1948 またはWF1974（単相試験[1台]、単相3線試験[2台]、三相試験[3台]）が必要です。

＊3

一部の試験条件を満たさない場合があります。

＊４

予備試験が行えます。本試験を行う場合は当社製ディップシミュレータ（カスタム対応）が必要です。

・ES シリーズ（EUT の消費電力に合わせて選択） ■IEC 61000-4-11 の場合
単相試験：電圧ディップシミュレータ As-517A
・低周波イミュニティ試験ソフトウエア
三相試験：As-517A 2 台と三相電圧ディップシミュレータ As-537 1 台
・パソコン■ IEC 61000-4-13 の場合
OS: Windows 7/8.1/10（32bit/64bit）
2 チャネル信号発生器 WF1974（単相試験は 1 台、三相試験は 3 台）
GPIB インタフェース

試験用ソフトウエア

低周波イミュニティ試験ソフトウエア ES0406D

IEC 61000-4-11 に代表される低周波イミュニティ試験は、ES シリーズに電圧ディップシミュレータなどを組み合わせて行います。専用の試験用ソフトウエア『低周波イミュニティ試験ソフトウエア ES0406D』により、規格で定められた試験条件で簡単に試験を実行できます。

7▲電圧ディップ▲フラットカーブ▲オーバスイング▲周波数スイープ▲次数間高調波

▲電圧変動

▲不平衡

▲電源周波数変動

プログラマブル交流電源

ES

シリーズ

■低周波エミッション試験
IEC 61000-3-2 ／ IEC 61000-3-12 高調波電流測定、IEC
61000-3-3 ／ IEC 61000-3-11 電圧変動・フリッカ測定は、ES シリーズに、パワーアナライザと高調波／フリッカ測定ソフト
ウエアを組み合わせて行います。
計測器や電源の設定から、測定、限度値判定、試験レポート作成
まで、ソフトウエアで一括して行えます。

IEC 61000-3-2

高調波電流（16A 以下）

JIS C 61000-3-2

高調波電流（20A 以下）

IEC 61000-3-12高調波電流（16A 超 75A 以下）

IEC 61000-3-3

電圧変化、電圧変動・フリッカ（16A 以下）

IEC 61000-3-11

電圧変化、電圧変動・フリッカ（75A 以下）● 機器構成例
・ES シリーズ（EUTの消費電力に合わせて選択）・リファレンスインピーダンスネットワーク
ES4152（単相用）または ES4153（三相用）
・プレシジョンパワーアナライザ WT3000/WT3000E＊1
高調波／フリッカ測定ソフトウエア

高度演算機能（/G6オプション）、電圧変動／フリッカ測定（/FLオプション）付

・高調波／フリッカ測定ソフトウエア 761921-S1＊1＊2
・パソコン
OS: Windows Vista/7/8/8.1/10（32bit/64bit）、GPIBインタフェース

パワーアナライザ
リファレンスインピーダンス
ネットワーク ES4152＊1

横河計測社製＊2

ES シリーズの電圧、周波数などをコントロール可能

技術資料「低周波のEMC」

規格試験の概説と試験用電源システムの紹介

IEC

IEC

61000-

61000

3-11：2017、
IEC-4-17:

61000

-3-12
：2011
2017、

2009

、IEC

61000

-4-19

: 2014、

EMC の概念をはじめ、IEC 61000-3 シリーズ、-4 シリーズの概要と試験内容の解説および関連する規格の最新動向を取り上げた技術資料。

電源環境シミュレータ
ESシリーズ

アイテム一覧

EMC試験関連ソフトウエア・周辺機器

低周波イミュニティ試験ソフトウエア
ES0406D●IEC規格に対応した試験を容易に実行できるソフトウエア
ES シリーズを GPIB インタフェースで制御し、各種イミュニティ試験を実行●リモコン機能で電圧設定、周波数設定、レンジ切換え、出力 ON/OFF が可能●任意波を編集・作成可能。また、ディジタルオシロスコープ等で取り込んだ波形データを
テキストファイルにして読み込み可能●試験結果レポート作成機能で各試験の結果をファイルに出力■ 動作環境パーソナル
コンピュータ

CPU： 1.6 GHz 以上
メモリ： 1 GB 以上（32-bit）または 2 GB（64-bit）
OS： Windows 7 / 8.1 /10（32bit/64bit）日本語版、英語版（Microsoft 社製）

GPIBインタフェース PCIe-GPIB ボード、PCIe-GPIB+ ボード、USB-GPIB-B/HS/HS+（いずれかを使用）

電圧ディップシミュレータ(National Instruments 社製、ドライバソフトウェア NI-488.2 にて動作 )リファレンスインピーダンスネットワーク ES4152 / ES4153

As-517A / As-537

ES シリーズの出力インピーダンスを

ES シリーズと低周波イミュニティ

As-517A

As-537

試験ソフトウエアと組み合わせて、商用ラインのインピーダンスに近似

単相または三相の相電流 16Aさせるための抵抗とインダクタンスのまでの電圧ディップ・短時間停電・回路網です。

電圧変動試験に対応します。

フリッカ（電圧変動）測定や高調波

As-517A

ES4152

ES4153

電流測定を行う場合に使用します。

対応規格： IEC 61000-4-11, JIS C 61000-4-11, JEITA IT-3001A

対応規格：IEC 61000-3-3, JIS C 61000-3-2●単相試験：As-517A 1 台、三相試験：As-537 1 台 ＋ As-517A 2 台●ES4152：単相 2 線式

●電圧・電流モニタにより動作確認可能

ES4153：単相（2 線式／ 3 線式）、三相（3 線式／ 4 線式）●最大 75A まで対応

●パワーメータ／パワーアナライザ用電圧・電流モニタ端子装備※ESシリーズ専用器●最大 75A まで対応
※ESシリーズ専用器

信号発生器

WF1974

マルチファンクションジェネレータ WF1974 / WF1948

WF1948対応規格：

周波数スイープ、個別高調波、次数間高調波、マイスターカーブの試験でIEC 61000-4-13

外部信号源として使用します。単相試験では 1 台、三相試験では 3 台必要

8

系統連系試験

各種分散型電源用パワーコンディショナの系統連系試験に。

パワーコンディショナ（PCS）の系統連系試験では、交流電源と線路インピーダンスを組み合わせて電力系統を模擬する 系統■各種試験要求に対応

模擬電源 を用いて電圧や周波数の変動を模擬し、パワーコンディ『電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン』

ES シリーズは、リニア・パワー制御による安定した出力により、系統連系技術要件ガイドラインや各種規程、認証試験の要求にエヌエフでは、交流電源のみならず、試験に必要なソフトウエアや計測装置などを組み合わせて、お客様専用の試験システムとしてご提供しています。

一般財団法人電気安全環境研究所 (JET)『系統連系規程 (JEAC 9701-2012)』
2013年追補版 1 ( 蓄電池、燃料電池、ガスエンジンの FRT 要件に関する規定の追加） 一般社団法人日本電気協会『ステップ注入付周波数フィードバック方式（太陽光発電用パワー
コンディショナの標準形能動的単独運転検出方式）』(JEM 1498)▲

お応えしています。

『小型分散型発電システム用系統連系保護装置等の認証』▲などを試験します。

経済産業省 資源エネルギー庁▲

ショナの動作や特性が規定値以内であることや誤動作しないこと▲

一般財団法人日本電機工業会 (JEMA)

豊富な実績により、個々のお客様のニーズにあった最適なシス
お問い合わせください。

『小出力太陽光発電用パワーコンディショナの試験方法 』(JIS C 8962)『系統連系形太陽光発電システム用パワーコンディショナの単独運転検出機能の試験方法』(JIS C 8963)

単相3 線 各種実験や小容量の PCS 向け、単相 3 線式の最小システム。
4kVA 単相３線コンポーネントスタイルは、4kVA 単位で増設可能。

単相3 線
16kVA

テムをご提案しますので、系統連系試験のことなら、エヌエフへ

線路インピーダンス 20A
リファレンスインピーダンスネットワーク ES4153

線路インピーダンス
50A

ES2000U（オプション 単相 3 線マスタ機能を追加）
ES2000P

ES16000D

認証試験対応／生産ライン用、1 台連系用／多数台連系用など、用途にあわせて柔軟にシステムアップ■保護機能試験

対応可能な試験の概要

系統連系に必要な保護機能（電圧・周波数異常、単独運転防止機能など）の保護レベル・動作時間が規定値内であること

系統連系試験
システム■定常特性試験
インバータが配電線に出力する電力の力率、電流歪み率など基本特性が規定値以内であること■過渡応答特性試験
日射や配電線電圧などの急変に対して、インバータ出力が乱れることなく安定に動作すること

計測・制御装置

交流電源

線路インピーダンス

交流模擬負荷装置■外部事故試験
配電線の瞬時電圧低下時にインバータ出力が乱れることなく安定に動作すること■耐電気環境試験
配電線電圧の歪みやサージ電圧などの外的雑音により、
インバータに誤動作などの応動がないこと

系統連系試験ソフトウエア

太陽光発電用システム構築例※太陽電池模擬電源も追加可能です。

生産ライン向け全自動試験、
太陽光発電システム多数台連系試験に対応

Topic■自立運転試験
自立運転機能を有する場合に適用（財）電気安全環境研究所 系統連系保護装置 認証試験の概要より

多数台連系試験に対応 − 分散型電源が大量に導入された場合の課題を解決するための試験
太陽光発電システムの普及が進み、同一電力系統内に複数のシステムが連系されると、単独運転検出感度が低下するなどの課題があります。この課題を解決するために、新しい試験が必要となります。
○相互干渉による検出感度低下○無効電力注入による系統への影響○一斉解列による需給アンバランス

9

以下の 5 つの試験が必要となります。
●周波数フィードバック機能試験●ステップ注入機能試験●FRT 試験（瞬時電圧低下試験）●FRT 試験（位相変化を伴う電圧低下）●FRT 試験（周波数変動試験）

多数台連系試験に対応する
試験用信号源
三相信号発生器 TG1703
系統模擬交流電源、多数台連系
試験専用のソフトウエアを組み合わせて、試験を実施できます。

プログラマブル交流電源

システム構成ES

シリーズ

GPIB/シリアル等

太陽光発電システム用パワーコンディショナ（PCS）向け
系統連系試験システムの構成例

太陽電池
模擬電源

太陽光発電以外に、燃料電池、ガスエンジン、蓄電池、風力発電、小水力発電などの分散型電源の系統連系試験についても、当社へお問い合わせください。

PCS
模擬入力
電源装置

線路
インピーダンス

電力制御装置

交流模擬
負荷装置

系統模擬
交流電源

計測装置
計測ラックに収納アイテム一覧

交流電源と組み合わせて、用途にあわせた系統連系試験システムを構築します。

線路インピーダンス

計測・制御装置●電流容量：20A, 30A, 50A, 75A●単相 2 線／ 3 線、三相 3 線／ 4 線●交流電源の出力インピーダンスと合計で、インピーダンス値を保証●周波数 2.4kHz（40 次高調波相当）までインピーダンス値を保証

30A

50A

構築例
模擬入力試験用電源（EC1000SA）

認証試験対応／生産ライン用、
1 台連系用／多数台連系用など、
柔軟にシステムアップします。
測定器は自由に選択可能で、接点信号の追加などにも対応します。
個々のニーズにあわせて、カス
タマイズしますので、ご相談ください。

PCSの検出回路の試験用

パワーアナライザ
電力制御部

系統電圧、PCS出力、負荷装置等を制御三相信号発生器（TG1703）
カウンタ
模擬入力試験用信号出力
PCS各入出力を接続※30A タイプは、単相 2 線／3 線用です。

交流模擬負荷装置

試験用信号源〜多数台連系試験に〜●L 負荷 ●C 負荷 ●R 負荷 ●回転機負荷 ●短絡抵抗負荷試験用ソフトウエアと組み合わせて、多数台連系時の試験要求に対応します。

● 模擬する負荷装置の種類・容量にあわせて構築● ソフトウエアで負荷容量の設定可能（全自動／一部手動可）● 周波数フィードバック機能試験● ステップ注入機能試験● 単独運転防止試験●FRT試験
（瞬時電圧低下、周波数変動）

系統連系試験用ソフトウエア

三相信号発生器 TG1703

模擬電源

リチウムイオン電池模擬電源●電力回生型直流電源、電池模擬コントローラ、
専用ソフトウエアで構成●0〜400V／ ±50A ／ ±20kW

パラメタ設定太陽光発電システム集中連系時に要求される試験に対応した最新版

負荷設定●豊富なカスタマイズ実績− 生産ライン向けの全自動試験− 多数台連系試験− 蓄電池など、太陽光発電以外の電源を組み合わせた試験 など

技術資料「系統連系とその試験方法」
系統連系の概要から、最新の多数台連系試験を含む試験の目的と試験方法まで、詳細に解説。

●直列接続（最大 2 台）で 800V、並列接続（最大 10 台）で ±500A●電池電圧・電池容量を設定●開放電圧・内部抵抗を模擬●SoC を自由に制御可能●コントローラ 1 台で同時に10 台の模擬電源を制御可能●太陽電池模擬も可能
太陽電池模擬電源●エントリーモデル●5kW〜15kW（60kW まで可能）●I-V 特性模擬●特性の異なるパネルの合成特性の模擬も可能●日射量シミュレーション

10

■交流出力コンポーネントスタイル
単相 3 線単相

三相

単相システムES6000S ES8000S ES10000S
ES2000U×1＋ES2000P×1（4kVA） ES2000U×1＋ES2000P×2（6kVA） 型名
ES2000S×1（2kVA）ににES2000B×2（4kVA）をN組で構成 にES2000B×3（6kVA）をN組で構成 形式
ES2000B（2kVA）をN台で構成
単相
2 kVA〜20 kVA 2 kVA×（1+N） 4 kVA〜40 kVA 4 kVA×（1+N） 6 kVA〜60 kVA 6 kVA×（1+N） 定格出力電力＊1 ＊2 ＊4 6 kVA 8 kVA 10 kVA
定格出力電力＊1 ＊2 ＊4
平衡三相4線式（Y結線）、 フローティ 形式
単相2線式、フローティング出力、平衡単相3線式、 フローティング
形式
単相2線式、
フローティング出力、
ング出力、 中性点(N)接地可能
出力、 中性点(N)接地可能
片線接地可能ねじ式（押締）端子台
端子
端子
M10
M6
正弦波
出力波形
出力波形
正弦波
100 V（相電圧）200 V（線間電圧）
100 V
定格出力電圧 100Vレンジ
定格出力電圧 100Vレンジ 100 V
200Vレンジ
200Vレンジ 200 V
200 V（相電圧）400 V（線間電圧）
200 V
100Vレンジ
0〜150 V（相電圧設定）
0〜300 V（線間電圧設定）
0〜150 V
出力電圧 100Vレンジ 0〜150 V
出力電圧
設定範囲 200Vレンジ 0〜300 V
200Vレンジ
0〜300 V（相電圧設定）
0〜600 V（線間電圧設定）
0〜300 V
設定範囲
0.1 V（相電圧）0.2 V（線間電圧）0.1 V
出力電圧設定分解能
出力電圧設定分解能
0.1 V（相電圧にて） 出力電圧設定確度＊3±(0.3% set+1.2 V)（線間電圧にて） ±（0.3% set＋0.6 V）±(0.3% set+0.6 V)
出力電圧設定確度＊3±(0.3% set +0.6 V)
20 A×(1+N)（線電流）20 A×(1+N)
最大出力電流 100Vレンジ
最大出力電流100Vレンジ
80 A
100 A
60 A
＊1 ＊2 ＊4
＊1 ＊2 ＊4
(20 A〜200 A)(20 A〜200 A)(三相・単相3線
200Vレンジ
10 A×(1+N)（線電流）
10 A×(1+N)
40 A
50 A
は、線電流) 200Vレンジ 30 A
(10 A〜100 A)(10 A〜100 A)
最大出力電流 プレシジョンモード 実効値の3.5倍
最大出力電流 プレシジョン 実効値の3.5倍(ピーク値)＊5 ハイスタビリティモード 実効値の2.7倍(ピーク値＊5） ハイスタビリティ 実効値の2.7倍
最大出力電流（実効値）の30%
逆潮流＊11
逆潮流＊11最大出力電流設定範囲
5 Hz〜1100 Hz（0.01Hz分解能）
出力周波数
出力周波数 設定範囲 5 Hz〜1100 Hz
設定確度
設定確度 ±1×10-4以内±1×10-4以内
安定度
安定度±5×10-5以内±5×10-5以内
同 期
電源周波数同期 電源ライン周波数に同期した交流を出力（同期範囲48 Hz〜62 Hz）
電源ライン周波数に
−
−
120°
180°
位相角＊6
位相角＊6
40Hz〜100Hz −
±1°
以内
±1°以内
位相角確度
位相角確度 40Hz〜100Hz −5Hz〜450Hz −5Hz〜450Hz
−
±2°
以内
±2°以内
5Hz〜1000Hz −5Hz〜1000Hz −
±5°
以内
±5°以内
ロードレギュ プレシジョンモード ±0.5%以内
ロードレギュ プレシジョン ±0.5%以内
レーション＊7 ハイスタビリティ ±1.0%以内
レーション＊7 ハイスタビリティモード ±1.0%以内±0.2%以内
ラインレギュレーション＊8
ラインレギュレーション＊8 ±0.2%以内±100 ppm/℃(typ.)、±100 ppm/8h(typ.)
出力電圧安定度＊9
出力電圧安定度＊9±100 ppm/℃(typ.)、
0〜1 (進み、遅れ）
負荷力率範囲＊4
負荷力率範囲＊4
0〜1 (進み、遅れ）±1 dB以内（40 Hz〜1 kHz、定格出力電圧）
周波数特性
周波数特性
±1 dB以内
0.3%以下(40Hz~100Hz, 定格出力電圧, typ.)、0.5%以下（定格出力電圧）
出力電圧波形ひずみ率
出力電圧波形ひずみ率 0.3%以下(40Hz~100Hz, 定
300 mV以下
出力ノイズレベル＊10
出力ノイズレベル＊10 300 mV以下
±15 mV（直流）以内
出力オフセット電圧
出力オフセット電圧 ±15 mV（直流）以内

構成●特にお断りのない場合、電圧、電流の単位は実効値（rms）、負荷：定格負荷（定格出力電圧で定格電力を得る純抵抗負荷）、AGC：オフ、リモートセンシング：内部＊1 出力電流は、定格出力電圧を超えると低下します。 ＊2 出力電流は、出力周波数により低下します。 ＊3 参考値、出力周波数 50 Hz/60 Hz、無負荷、工場出荷時、ハイスタビリティモード、ゲイン調整機能あり＊4 最大出力電流が供給可能な負荷力率範囲は、周波数が高くなると狭くなります。＊5 参考値、45 Hz〜70 Hz、コンデンサインプット型整流回路負荷に流れる電流のピーク値で実効値に対する比■機能

単相システムおよび三相単相システムの単相出力（単相モード）
コンポーネントスタイル
単相
ES6000S/W

キャビネットスタイル
ES8000S

ES10000S ES12000S/W ES18000S/W

1.27kW×(1+N) 3.81 kW 5.08 kW 6.35 kW 7.62 kW
定格出力電力単相モード 電圧ユニポーラ出力、出力 Hi（+）Lo（−）
形式
定格出力電圧 100Vレンジ +141 V
200Vレンジ +282 V
直流電圧設定 100Vレンジ 0〜+203.0 V
200Vレンジ 0〜+406.0 V
範囲
0.1 V
電圧設定分解能±(0.5%set ＋ 0.6 V)
電圧設定確度＊13
+36A
+45 A
+54 A
最大出力電流＊14 100Vレンジ +9 A×(1+N) +27 A
200Vレンジ +4.5 A×(1+N) +13.5 A +18 A+22.5 A +27 A±500 ppm/℃(typ.)、±500 ppm/8h(typ.)
出力電圧安定度＊9±500 mV以内（調整可）
出力オフセット電圧

11.43 kW

+81 A
+40.5 A

＊13 参考値、無負荷、工場出荷時、ハイスタビリティモード、ゲイン調整機能あり＊14 最大出力電流は、出力電圧により低下します。

■電源入力
コンポーネントスタイル

計測機能

■直流出力

電圧＊16

実効値： 分解能 0.1 V、交流確度 ±1%、
直流確度 ±3%（480 Vレンジ）
ピーク値： 分解能0.1 V、交流確度 ±3%、直流確度 ±3%（480 Vレンジ）
＊15
電流＊16
実効値： 分解能 0.01 A（80 Aレンジ）／0.1A（800 Aレンジ）
交流確度 ±1%、直流確度 ±3%（480Vレンジ）
ピーク値： 分解能 0.01 A（80 Aレンジ）／
0.1A（800 Aレンジ）／1A（1800 Aレンジ）
交流確度 ±3%、直流確度 ±3%
有効電力＊16 分解能 0.1 W（2 kWレンジ）／1 W（20 kWレンジ）／
10W（200 kWレンジ）、確度 ±（1.5% rdg＋0.2% F.S.）
交流動作時、力率1（直流出力モード時の電力は皮相電力VAにて表示）
皮相電力・力率 電圧、電流、有効電力の測定結果から計算して表示
シミュレーション機能 電圧急変（周波数不変）、電圧スイープ1（周波数変動あり）
電圧スイープ2（周波数不変）の3種類
外部信号入力 入力インピーダンス 100kΩ 不平衡
入力周波数範囲 5 Hz〜1kHz
最大入力電圧 5 V、利得 100倍
その他
保護機能、AGC＊17、リモートセンシング ＊17、
オートキャル、メモリ機能、リミット値設定、
キーロック

電圧範囲
周波数範囲
消費電力
力率

170 V〜250 V 過電圧カテゴリⅡ
48 Hz〜62 Hz
約3800 VA（定格出力時）※2 kVA 1台あたり、システム全体は合計台数倍
0.9以上（0.97 typ.）（定格出力時）

単相
三相単相
単相 3 線
三相
電圧範囲
周波数範囲
消費電力
力率

54kVA
36kVA
24kVA
18kVA
16kVA
12kVA
10kVA
8kVA
6kVA
−
−
−
ES18000S−
ES12000S
ES10000S
ES8000S
ES6000S−−−
ES18000W−
ES12000W−−
ES6000W−−
ES24000D−
ES12000D ES16000D−
ES8000D−
ES54000T
ES36000T
ES24000T−−−−−
三相 170 V〜220 V 過電圧カテゴリⅡ
48 Hz〜62 Hz
約11.4kVA 約15.2kVA 約19.0kVA 約22.8kVA 約30.4kVA 約34.2kVA 約45.6kVA 約68.4kVA 約103kVA
0.9以上（0.97 typ.）（定格出力時）＊15 計測レンジは自動切換え。ピーク値は電圧・電流とも交流出力モード時はマイナス側、直流出力モード時はプラス側の波形を検出＊16 確度はフルスケール（F.S.）に対して＊17 交流出力モードのみ有効

キャビネットスタイル

11

ラックスタイル
72kVA
60kVA
−
−
−
−
−
ES60000D
ES72000T
−

90kVA
−
−
−
ES90000T

約114kVA

約171kVA

約137kVA主要定格

プログラマブル交流電源

キャビネットスタイル
三相単相システム
ES12000W

単相 3 線システム
ES18000W

三相システムES6000W

単相 単相3線 三相 単相 単相3線 三相 単相 単相3線
単相3線
三相 単相3線 三相 単相3線 単相3線
三相
6 kVA 4 kVA 12 kVA 12 kVA 8 kVA 18 kVA 18 kVA 12 kVA 8 kVA 12 kVA 16 kVA 24 kVA 24 kVA 16 kVA 36 kVA 24 kVA 60 kVA 54 kVA 72 kVA 90 kVA＊12三相出力：平衡三相４線式（Y結線）、
フローティング出力、中性点(N)接地可能

ES36000T

ラックスタイル
三相システム三相
12 kVA 18 kVA 6 kVA＊12ES24000T

シリーズ

ES12000S ES18000S＊12

ES8000D ES12000D ES16000D ES24000D

単相 3 線ES＊12

ES60000D ES54000T ES72000T ES90000T＊12単相出力：単相2線式、フローティング出力、片線接地可能

片線接地可能 単相3線出力（キャビネットスタイル 三相単相システム・三相システムにオプションで追加）：平衡単相3線式、フローティング出力、中性点(N)接地可能
M5

M6

M5

M5

M10

M5

M6

M10

M6

M6

M10

M6

M10

M12

M10

M12

三相および単相：100 V（三相は相電圧）／単相3線：200 V（線間電圧）
三相および単相：200 V（三相は相電圧）／単相3線：400 V（線間電圧）
三相および単相：0〜150 V（三相は相電圧設定）／単相3線：0〜300 V（線間電圧設定）
三相および単相：0〜300 V（三相は相電圧設定）／単相3線：0〜600 V（線間電圧設定）
三相および単相：0.1 V（三相は相電圧）／単相3線：0.2 V（線間電圧）
三相および単相：±(0.3% set +0.6 V)（三相は相電圧にて）／単相3線：±(0.3% set +1.2 V)（線間電圧にて）120 A 180 A

20 A

60 A

20 A

40 A

120 A

40 A

60 A

180 A

60 A

40 A

60 A

80 A

120 A

80 A

120 A

300 A

180 A

240 A

300 A

60 A

10 A

30 A

10 A

20 A

60 A

20 A

30 A

90 A

30 A

20 A

30A

40 A

60 A

40 A

60 A

150 A

90 A

120 A

150 A

同期した交流を出力（同期範囲48 Hz〜62 Hz）
120°− 180° 120°

−

180°

120°

−

180°

90 A

（実効値）の30%（0.01Hz分解能）

120°

180°

120°

180°

120°

±1°以内
±2°以内
±5°以内
±1.0%以内 ±0.5%以内±1.5%以内 ±1.0%以内±1.0%以内±0.5%以内±1.0%以内±1.0%以内±1.5%以内±1.0%以内±1.5%以内±2.0%以内±100 ppm/8h(typ.)（40 Hz〜1 kHz、定格出力電圧）
0.3％以下（40 Hz〜100Hz、定格出力電圧）

定格出力電圧, typ.)、0.5%以下（定格出力電圧）＊6 三相出力の相順は、L1相（0°）に対して、L2相（120°遅れ）、L3相（240°遅れ）。単相3線出力の相順は、L1相（0°）に対して、L2相（180°遅れ）＊7 定格出力電圧において負荷 0〜100%変化に対して。45 Hz〜100 Hz時、

主出力端子部電圧において ＊8 定格出力電圧において、電源電圧 170〜250 V（コンポーネントスタイル）、170V〜220V（キャビネットスタイル、ラックスタイル）変化に対して ＊9 定格出力電圧、無負荷、電源投入 1時間後
＊11 参考値、100Vレンジ、定格出力電圧において ＊12 オプションで単相3線出力を追加した場合（定格出力電力は、三相出力の2/3になります。）＊10 出力電圧設定 0 V、周波数帯域20 Hz〜100 kHz■一般事項

コンポーネントスタイル

10 MΩ以上（DC500 V）シャーシと電源入力一括 対 出力およびシャーシと出力一括 対 電源入力（2 kVA 1台あたり）
複数台使用の場合は、並列に接続した台数で割られた値
AC1500 V／１分間（50 Hz/60 Hz）シャーシと電源入力一括 対 出力およびシャーシと出力一括 対 電源入力
耐電圧
＋5℃〜＋35℃、5〜80%RH（ただし、絶対湿度は1〜25 g/m3 結露はないこと）
性能保証
0℃〜+40℃、5〜80%RH（ただし、絶対湿度は1〜25 g/m3 結露はないこと）
動作保証
保存条件
−10℃〜+50℃、5〜95%RH（ただし、絶対湿度は1〜29 g/m3 結露はないこと）
外形寸法（mm） 240（W）×705（H）×800（D）（突起部を含む）
質 量
約48 kg（コンポーネント 1台あたり）
絶縁抵抗

キャビネットスタイル
単相
三相単相
単相 3 線三相
絶縁抵抗＊19(DC500 V)※各システムのキャビネット構成は、P.3〜4を参照してください。

ラックスタイル

6kVA
8kVA
10kVA
12kVA
16kVA
18kVA
24kVA
36kVA
54kVA
60kVA
ES6000S ES8000S ES10000S ES12000S−
ES18000S−−−−
ES6000W−−
ES12000W−
ES18000W−−−−−
ES8000D−
ES12000D ES16000D−
ES24000D−−
ES60000D
−
−
−
−
−
−
ES24000T
ES36000T
ES54000T−
3.3 MΩ以上 2.5 MΩ以上 2.0 MΩ以上 1.6 MΩ以上 S: 2.5 MΩ以上 S: 3.3 MΩ以上 S: 2.5 MΩ以上 L: 1.6 MΩ以上 D2, D3, D4: D2 (9台)＊18 :L: 1.6 MΩ以上 L: 1.6 MΩ以上
1.11 MΩ以上 1.11 MΩ以上
＊18

AC1500 Vrms／1分間（50 Hz／60 Hz） シャーシと電源入力一括 対 出力、およびシャーシと出力一括 対 電源入力
＋5℃〜+35℃、5〜80%RH（ただし、絶対湿度は1〜25 g/m3 結露はないこと）
0℃〜＋40℃、5〜80%RH（ただし、絶対湿度は1〜25 g/m3 結露はないこと）−10℃〜＋50℃、5〜95%RH（ただし、絶対湿度は1〜29 g/m3 結露はないこと）
L型キャビネット：790 × 1559 × 900 （突起物を含まず）
D2: 4073× D2: 4332×
1761×1018 1761×1018
（W）
×
（H）
×
（D） S型キャビネット：570 × 1559 × 900 （突起物を含まず）
D3: 2420× D3: 2712×（mm）
2473×1018 2494.5×1018
D4: 2420× D4: 2712×
2349×1018 2349×1018
量

90kVA
−
−
−
ES90000T

D2:
D2 (9台)＊18 :1.67 MΩ以上 1.11 MΩ以上:
D2 (6台)D2 (6台)＊18 :1.67 MΩ以上 D3, D4:
1.67 MΩ以上
0.83
MΩ
以上
D3, D4 : 0.67MΩ以上
D3, D4 : 0.67MΩ以上

耐電圧
性能保証
動作保証
保存条件
外形寸法

質

72kVA
−
−
−
ES72000T

D2: 4850×
1761×1018
D3: 3413×2494.5×1018
D4: 3413×
2349×1018

D2: 6503×
1761×1018
D3: 4073×
2494.5×1018
D4: 4073×
2349×1018

約200kg 約250kg 約320kg 約370kg S: 約250kg S: 約200kg S: 約250kg L: 約370kg D2: 約1950kg D2: 約2200kg D2: 約2700kg D2: 約3300kg
D3: 約1950kg D3: 約2000kg D3: 約2550kg D3: 約3000kg
L: 約370kg L: 約370kg
D4: 約1950kg D4: 約2000kg D4: 約2550kg D4: 約3000kg＊18 ES90000T-D2およびES60000D-D2は、2種類のサイズのラックで構成されます。
（9台用／ラック、6台用／ラック）＊19 キャビネットごと、ラックごとに試験します。

ESシリーズの以下の製品は、輸出貿易管理令別表第1、2項 (8) 周波数変換器の該当品です。日本国外に持ち出す際には、
●

ご注意 ●

日本国政府の輸出許可が必要です。ES2000U・ES2000P・ES6000W・ES12000W・ES18000W・ ES24000T ・ES36000T・
ES54000T・ES72000T・ES90000T・ES8000D・ES12000D・ES16000D・ES24000D・ES60000D

12外形寸法図

S 型キャビネット
588

1000

570

900

（800）
680

1559

240
220

1480

ES2000S

背面図

648
（705）

78

L 型キャビネット
808

1000

790

900

1559

1480

57

背面図

※ES2000B, ES2000U, ES2000Pの幅・高さ・奥行は、
ES2000Sと同じです。
背面図78

ES90000T-D2（６５０３）

Ｌ３ブースタラック

Ｌ３マスタラックＬ１マスタラック

Ｌ１ブースタラック（１００）

Ｌ２マスタラック

Ｌ２ブースタラック

正面図
床固定金具
ラック連結金具（１０１８）（１１８）

９００

キャスタ 四輪自在

側面図（１７６１）

（１０）

３２Ｕ

８００

１５５５

（１０）

１３５１

（１０６）

（１０）

操作部

ストッパ（アジャスタフットタイプ）

受電／電源スイッチパネル

４ケ装備

ES90000T-D3

受電／電源
スイッチパネル（１０１８）（１１８）

９００（2494.5）

（１０）

48Ｕ

１３５１

2267

（１０）

（121.5）（4073）

床固定金具

Ｌ３ラック

Ｌ1ラック
ラック連結金具

13

正面図

Ｌ2ラック

（１０６）

操作部

ストッパ（アジャスタ
キャスタ 四輪自在

側面図

フットタイプ）４ケ装備

プログラマブル交流電源

オーダリング・インフォメーション

ES

シリーズ

交流電源本体コンポーネント ※コンポーネントスタイルで構成可能なシステムは、P.3〜4 をご覧ください。
型

名

品

名

備

考

ES2000S

単相マスタ（2kVA）

コンポーネントスタイル用

ES2000U＊1
ES2000P

三相マスタ（2kVA）

コンポーネントスタイル用

ES2000B

単相システム型 名
ES6000S
ES8000S

ES10000S
ES12000S
ES18000S

ブースタ（2kVA）

容ES12000D
ES16000D
ES24000D

ES60000D-D2
ES60000D-D3ES60000D-D4

量

構

8kVA

S キャビネット ×1

12kVA

L キャビネット ×1
S キャビネット ×1、L キャビネット ×1

L キャビネット ×1

24kVA
60kVA

3 段ラック

搬入時 2 段、現地にて 3 段積みにするラック

72kVA

3 段ラック90kVA

2 段ラック90kVA

搬入時 2 段、現地にて 3 段積みにするラックES72000T-D3

ES90000T-D3
ES90000T-D4＊1＊2＊3

成60kVA

搬入時 2 段、現地にて 3 段積みにするラック

ES18000W＊2

18kVA

S キャビネット ×1、L キャビネット ×1

2 段ラック72kVA

搬入時 2 段、現地にて 3 段積みにするラック

90kVA

3 段ラック

概※受注時オプション

要

三相 24kVA/36kVA システムに単相 3 線出力＊4 を追加するオプション。単相 3 線／三相切換システムとなります。
ES4496-24: ES24000T用、ES4496-36: ES36000T用

2 段ラック成

72kVA

ES449660kVA

構

3 段ラック

三相単相システムに単相 3 線出力＊4 を追加するオプション。
単相／単相 3 線／三相切換可能となります。
ES4495-6: ES6000W用、ES4495-12: ES12000W用
ES4495-18: ES18000W用

単相 3 線出力追加

S キャビネット ×1

54kVA

ES4495＊2

L キャビネット ×2

量L キャビネット ×3

コンポーネントスタイルで単相 3 線システムを構築する場合、ES2000U に追加するオプション

S キャビネット ×2

6kVA

成

ES4494

単相 3 線マスタ機能

＊3

構

36kVA

型名・品名
＊1

ES6000W＊2

量

単相 3 線システム構成用オプション

16kVA

三相単相システム型 名
容

ES12000W＊2

54kVA

ES72000T-D2

S キャビネット ×1

12kVA

2 段ラックES90000T-D2

18kVA

8kVA

54kVA

ES72000T-D4

L キャビネット ×1

構

S キャビネット ×3

ES54000T-D4

成

10kVA

量

24kVA

ES54000T-D3

S キャビネット ×1

6kVA

容

ES24000T＊3

ES36000T＊3
ES54000T-D2

三相スレーブ（2kVA） コンポーネントスタイル用

単相 3 線システム型 名
容
ES8000D

コンポーネントスタイル用

三相システム型 名

単相 3 線出力追加＊4 出力容量は、三相出力時の 2/3 です。
（例：ES18000W の場合、12kVA）

L キャビネット ×1

12kVA

オプション
型

名

ES4439品

名備考

三相単相切換出力ユニット

コンポーネントスタイル 三相 6kVA 用

ES4473＊ES4474A

インタフェースボード

GPIB、RS-232、CONTROL SIGNAL（内部ステータス出力、VCA、ADD 可）装備

リモートターミナル

ケーブル長 5m

ES4483

単相 3 線出力ユニット（4kVA 用）

コンポーネントスタイル 単相 3 線 4kVA 用

ES4484

単相 3 線出力ユニット（8kVA ／12kVA 用）

コンポーネントスタイル 単相 3 線 8kVA/12kVA 用

4481

電源入力ユニット

単相 200Vを分配 コンポーネントスタイル 4kVA（単相、単相 3 線）、6kVA（単相、三相）

4482

出力並列ユニット

コンポーネントスタイル 単相 4kVA または単相 6kVA の出力を並列接続＊追加購入用 ( 本体に標準装備されています）

ソフトウエア（別売） ES シリーズ専用ソフトウエアにつき、他のシリーズでは使用できません。
型

名ES0406D

ES0406D-U

品

名

備

考

低周波イミュニティ試験ソフトウエア

GPIB インタフェース付 パソコンが必要

低周波イミュニティ試験ソフトウエア（アップグレード版）

ES0406C からのアップグレード（旧版購入ユーザ限定）

系統連系試験ソフトウエア

試験システム、試験内容にあわせてカスタマイズ（お打ち合わせによる）周辺機器（別売） 被試験機器、試験項目などによって、必要な機器が異なります。構築するシステムにあわせた機器をご提案しますので、当社までお問い合わせください。
型

名

対

品

名

備

考

ES4152

リファレンスインピーダンスネットワーク＜対応する試験＞ IEC 61000-3-3、JIS C 61000-3-2、系統連系試験
単相 2 線、20A

ES4153

リファレンスインピーダンスネットワーク＜対応する試験＞ IEC 61000-3-3、JIS C 61000-3-2、系統連系試験
単相 2 線／ 3 線、三相 3 線／ 4 線、20A（各相）

線路インピーダンス＜対応する試験＞ 系統連系試験
電流容量 30A、50A、75A など用意

As-517A

電圧ディップシミュレータ＜対応する試験＞ IEC 61000-4-11、JIS C 61000-4-11、JEITA IT-3001A
ES0406C が必要

As-537三相電圧ディップシミュレータ＜対応する試験＞ IEC 61000-4-11、JIS C 61000-4-11
As-517A 2 台、ES0406C が必要

WF1974/WF1948

マルチファンクションジェネレータ

＜対応する試験＞ IEC 61000-4-13（組合せ高調波試験除く）
単相試験は 1 台、三相試験は 3 台必要

TG1703

三相信号発生器＜対応する試験＞多数台系統連系試験（周波数フィードバック機能、ステップ注入
機能、単独運転防止、FRT の各試験が可能）、多数台連系試験用ソフトウエアが必要

交流模擬負荷装置＜対応する試験＞系統連系試験
L負荷、C 負荷 、R 負荷、回転機負荷、短絡抵抗負荷（負荷装置にあわせて選択）

模擬電源＜対応する試験＞系統連系試験
太陽電池、リチウムイオン電池、燃料電池などの特性を模擬

144.5kVA,9kVA,6kVA,12kVA,18kVA

最大ピーク電流4倍（一部モデルでは３倍） 定格電流（実効値）に対してUSB、
RS-232、GPIBまたはLAN（LXI)選択
外部制御入出力（CONTROL I/O）

2019年1月11日現在のものです。

SG19O-P55-8A3