電圧単相･電流単相 保護リレー試験器
V1I1

PROTECTIVERELAY

TESTERRX 4717
取扱説明書

DA00005944-002

RX 4717
電圧単相･電流単相
保護リレー試験器

取扱説明書
V1I1 PROTECTIVE RELAY TESTERーーーー はじめに ーーーー
このたびは、｢RX4717 電圧単相･電流単相保護リレー試験器｣をお買い求めいただ
き、ありがとうございます。
この製品を安全に正しくお使いいただくために、まず、次のページの｢安全にお使いいただくために｣をお読みください。
■ この説明書の注意記号について
この説明書では、下記の注意記号を使用しています。機器使用者の安全のため、また、機器の損傷を防ぐためにも、この注意記号の内容は必ず守ってください。
！

警

告機器の取扱いにおいて、感電など使用者の生命や身体に危険が及ぶおそれがあるときに、その危険を避けるための情報を記載しています。

！

注

意

機器の取扱いにおいて、誤操作や誤動作および機器の損傷を避けるための情報を記載しています。

■ この説明書の章構成は次のようになっています。
初めて使用する方は、1 章からお読みください。
1. 概説
概要･特長･機能及び簡単な動作原理を説明しています。

2. 使用前の準備
設置や操作の前にしなければならない大事な準備作業について説明しています。
3. パネル面と基本操作の説明
パネル面の各つまみの機能･動作及び基本的な操作について説明しています。
機器を操作しながらお読みください。
4. 応用操作
さらに幅広い操作説明をしています。
5. GPIBインタフェース
GPIBによるリモート制御について説明しています。
6. RS-232Cインタフェース
RS-232Cによるリモート制御について説明しています。
7. トラブルシューティング
エラーメッセージや故障と思われるときの対処方法を記載しています。
8. 保守
保管･再梱包･輸送や性能試験の方法などについて説明しています。

9. 仕様
仕様(機能･性能)について記載しています。

RX4717i

ーーーー 安全にお使いいただくために ーーーー
安全にご使用いただくため、下記の警告や注意事項は必ず守ってください。
これらの警告や注意事項を守らずに発生した損害については、当社はその責任と保証を負いかねますのでご了承ください。
■ 取扱説明書の内容は必ず守ってください。
取扱説明書には、この製品を安全に操作･使用するための内容を記載しています。ご使用に当たっては、この説明書を必ず最初にお読みください。
この取扱説明書に記載されているすべての警告事項は、重大事故に結びつく危険を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。
■ 必ず接地してください。
この製品はラインフィルタを使用しており、接地しないと感電します。
感電事故を防止するため、必ず電気設備技術基準 D 種(第 3 種)以上の接地に確実に接続
してください。
3 極電源プラグを、保護接地コンタクトを持った 3 極電源コンセントに接続すれば、この製品は自動的に接地されます。
3 極-2 極変換アダプタを使用するときは、必ず変換アダプタの接地線(緑色)を接地するか、
左側面パネルの接地端子を 2mm2 以上の太さの線で接地してください。
■ 電源電圧を確認してください。
この製品は、取扱説明書の[接地および電源接続]の項に記載された電源電圧で動作します。
電源接続の前に、コンセントの電圧がこの製品の定格電源電圧に適合しているかどうかを確認してください。
■ おかしいと思ったらこの製品から煙が出てきたり、変な臭いや音がしたら、直ちに電源コードを抜いて使用を中止してください。
このような異常が発生したら、修理が完了するまで使用できないようにして、直ちにお求めの当社または当社代理店にご連絡ください。
■ カバーの取り外しにはご注意ください。
この製品は、内部のディップスイッチによって｢出力一括オン｣、｢波形切換+DC/-DC｣な

どの機能を禁止/許可できます。この設定を変えるとき、天板を取り外す必要がありますが、このとき操作するのは、プリント基板最上部のディップスイッチだけです。
！

警

告天板を取り外すときは、必ず電源ケーブルを外した状態で行ってください。
この製品の内部には、高圧の箇所がありますので、このディップスイッチ以外には手を触れないようご注意ください。

RX4717ii

■ ガス雰囲気中では使用しないでください。
爆発などの危険性があります。
■ 改造はしないでください。
改造は、絶対に行わないでください。新たな危険が発生したり、故障時に修理をお断りす
ることがあります。
■ 安全関係の記号
製品本体で使用している安全上の記号の一般的な定義は次のとおりです。
取扱説明書参照記号！

使用者に危険の潜在を知らせるとともに、取扱説明書を参照する必要がある箇所に表示されます。
感電注意

感電の危険を示す記号
特定の条件下で、感電の可能性がある箇所に表示されます。
保護接地端子記号
感電事故を防止するために接地する必要のある端子に表示されます。
機器を操作する前に、この端子を D 種(第 3 種)以上の接地に必ず接続してください。
(3 極電源コードを接地付き 3 極コンセントに接続するときは、この接地端子を接地する必要はありません)■ その他の記号
コネクタの外部導体が、ケースに接続されていることを示します。

！

警

告

この製品は、保護リレーを計測･保守するための機器で、一般ユーザを対象にした計測器ではなく、発電所･変電所等の保守業務に携わる、安全についての知識を十分にもった専門家が操作することを前提に考え、一般計測器に比べ機能性･操作性を安全性に優先して設計されています。操作にあたっては、万一の事故等がないよう、十分安全性に配慮してください。
下記については特にご注意ください。
z

左側面にある電源入力端子(AC85V～115V、AC180V～240V)は、万一の事故で附属の電源ケーブルを紛失した場合の非常用です。使用の際は、感電に十分ご注意ください。

z

正面パネルにある電圧出力端子には、最大 250Vrms の電圧を出力します。操作の際には、万一の感電事故等がないよう、十分ご注意ください。

RX4717

iii

目

次
ページ

1.

概 説
1.1 概要 .................................................. 1-1
1.2 特長 .................................................. 1-1
1.3 機能一覧 .............................................. 1-2
1.4 動作原理 .............................................. 1-5

2.

使用前の準備
2.1 使用前の確認 .......................................... 2-1
2.2 設置場所 .............................................. 2-2
2.3 内部ディップスイッチの設定 ............................ 2-3
2.4 接地および電源接続 .................................... 2-4

3.

パネル面と基本操作の説明
3.1 パネル各部の名称と動作 ................................ 3-1
3.1.1 左側面パネル................................................ 3-2
3.1.2 右側面パネル................................................ 3-5
3.1.3 正面パネル.................................................. 3-8

3.2 始動 ................................................. 3-14
3.2.1 電源の投入................................................. 3-14
3.2.2 初期設定................................................... 3-15

3.3 増幅器出力の操作 ..................................... 3-18
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
A)
B)
C)

出力レンジの設定........................................... 3-18
出力のオン/オフ............................................ 3-19
オーバロード時の動作....................................... 3-19
出力切換器................................................. 3-20
正面端子................................................... 3-21
側面端子、地絡............................................. 3-21
側面端子、短絡............................................. 3-22

3.4 出力信号の設定 ....................................... 3-23
3.4.1
A)
3.4.2
A)
3.4.3
A)
B)

RX4717周波数の設定............................................... 3-23
基準位相と周波数同期信号入出力 ............................ 3-24
振幅･位相の設定............................................ 3-24
電流位相反転機能........................................... 3-26
波形切換................................................... 3-27
高調波 1 パラメタの設定..................................... 3-28
高調波 2 パラメタの設定..................................... 3-29i

3.5 動作モード ........................................... 3-31
3.5.1
A)
B)
C)
D)
3.5.2
3.5.3
A)
B)
C)
3.5.4
3.5.5
A)
B)
3.5.6
A)
B)
3.5.7
3.5.8

トリップ入力と動作スタート入力 ............................ 3-32
トリップ入力論理の設定..................................... 3-33
トリップ入力チャッタ除去機能の設定 ........................ 3-33
動作スタート入力論理の設定 ................................ 3-34
動作スタート入力ストップ設定 .............................. 3-34
マニュアルモードの動作..................................... 3-35
急変モードの動作........................................... 3-35
カウンタ................................................... 3-38
故障継続時間............................................... 3-41
プリトリガ時間と故障開始位相 .............................. 3-42
動作･復帰同時計測モードの動作 ............................. 3-44
通常スイープの動作......................................... 3-45
手動スイープ............................................... 3-46
自動スイープ............................................... 3-47
サーチ･DSK サーチスイープの動作 ............................ 3-48
サ-チスイープ.............................................. 3-49
DSK サーチスイープ ......................................... 3-50
95 試験モード(周波数リレー)の動作 .......................... 3-51
SOR 急変モード(脱調リレー)の動作 ........................... 3-53

3.6 その他の基本操作 ..................................... 3-54
3.6.1
A)
3.6.2
3.6.3

RX4717

特殊機能................................................... 3-54
ビープ音設定............................................... 3-55
パネル設定メモリ........................................... 3-55
制御電源出力の操作......................................... 3-56

ii

4.

応用操作
4.1 本シリーズのマスタ/スレーブ機能 ....................... 4-1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
A)
B)
C)
D)

マスタ/スレーブの設定....................................... 4-1
マスタ/スレーブの接続....................................... 4-2
マスタ/スレーブでの操作..................................... 4-4
動作モードの同期............................................ 4-4
設定値の同時変更............................................ 4-4
出力一括オン/オフ........................................... 4-4
切換器通信機能.............................................. 4-4

4.2 増幅器入力切換 ........................................ 4-5
4.3 拡張応答入力の操作 .................................... 4-7
4.4 別機種との組み合わせ動作 .............................. 4-8
4.4.1
4.4.2
4.4.3
A)
B)

出力周波数の同期............................................ 4-8
急変動作の同期.............................................. 4-9
4705A との接続例 ........................................... 4-10
プリトリガ時間、故障開始位相を個別に設定する場合 .......... 4-10
同時に故障急変する場合..................................... 4-12

4.5 電流出力増幅器 4731 との接続.......................... 4-14

RX4717iii

5.

GPIBインタフェース
5.1 GPIB の概要 ........................................... 5-1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7

GPIB の主な仕様 ............................................. 5-1
バスラインの信号と動作...................................... 5-2
GPIB のハンドシェイク ....................................... 5-3
データ転送例................................................ 5-4
トーカ機能の主な仕様........................................ 5-5
リスナ機能の主な仕様........................................ 5-5
マルチラインインタフェースメッセージ ....................... 5-5

5.2 本器の GPIB インタフェース ............................. 5-7
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
A)
B)
C)
D)

仕 様...................................................... 5-7
取り扱い上の注意........................................... 5-11
GPIB の設定 ................................................ 5-12
リモート/ローカルの動作.................................... 5-13
プログラムコードの設定..................................... 5-14
振幅･位相等基本データの設定 ............................... 5-14
高調波 1 パラメタのデータ設定 .............................. 5-15
任意波形データの設定....................................... 5-16
問い合わせメッセージに対する応答 .......................... 5-17

5.3 プログラムコード一覧 ................................. 5-18
6.

RS-232Cインタフェース
6.1 RS-232C の概要 ........................................ 6-1
6.1.1 RS-232C の主な仕様 .......................................... 6-2

6.2 本器の RS-232C インタフェース.......................... 6-4
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5

RX4717

仕 様...................................................... 6-4
コネクタおよび信号線........................................ 6-5コネクタの結線方法.......................................... 6-7
RS-232C の設定 .............................................. 6-8
プログラムコードの設定...................................... 6-9

iv

7.

トラブルシューティング
7.1 エラーメッセージ ...................................... 7-1
7.2 故障と思われる場合 .................................... 7-3

8.

保 守
8.1 日常の手入れ .......................................... 8-1
8.1.1 メモリバックアップ用電池.................................... 8-1

8.2 保管･再梱包･輸送 ...................................... 8-2
8.3 バージョン番号の確認方法 .............................. 8-2
8.4 性能試験 .............................................. 8-3
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5

9.

性能試験前の準備............................................ 8-3
出力振幅･位相............................................... 8-4
ひずみ率.................................................... 8-5
周波数確度.................................................. 8-5
カウンタ確度................................................ 8-6

仕 様
9.1 電圧･電流出力定格 ..................................... 9-1
9.1.1 交流出力.................................................... 9-1
9.1.2 直流出力.................................................... 9-3

9.2 信号発生部 ............................................ 9-4
9.3 動作モード ............................................ 9-5
9.4 カウンタ .............................................. 9-8
9.5 出力切換器 ............................................ 9-9
9.6 マスタ/スレーブ ....................................... 9-9
9.7 増幅器入力切換 ....................................... 9-10
9.8 その他の機能 ......................................... 9-11
9.9 各種入出力 ........................................... 9-12
9.10 インタフェース ....................................... 9-16
9.10.1 GPIB....................................................... 9-16
9.10.2 RS-232C.................................................... 9-16

9.11 一般事項 ............................................. 9-17

RX4717v

図 一 覧
ページ

図 1-1 ブロック図 .................................................................................................................................. 1-5
図 2-1 内部ディップスイッチの設定................................................................................................ 2-3
図 2-2 電源ケーブルの接続 ............................................................................................................. 2-5
図 2-3 電源入力コネクタと電源出力コネクタのピン接続 ....................................................... 2-5
図 3-1 電圧･電流出力コネクタと三相 4 線出力ケーブルのピン接続 .............................. 3-20
図 3-2 出力切換器の構成............................................................................................................... 3-20
図 3-3 地絡のときの出力切換器動作......................................................................................... 3-21
図 3-4 短絡のときの出力切換器動作......................................................................................... 3-22
図 3-5 電圧:0 ﾟ、電流:90 ﾟの出力波形 ......................................................................................... 3-26
図 3-6 PSW モードの動作 ................................................................................................................ 3-31
図 3-7 チャッタ除去機能の動作 .................................................................................................... 3-33
図 3-8 ホールド急変の動作、カウンタ設定自動復帰[ｵﾝ] ................................................... 3-36
図 3-9 ホールド急変の動作、カウンタ設定自動復帰[ｵﾌ] ................................................... 3-36
図 3-10 ノンホールド急変の動作 .................................................................................................. 3-37
図 3-11 インタバル、ワンショット、トレインの計測内容 .......................................................... 3-38
図 3-12 スタート計測の計測内容.................................................................................................. 3-38
図 3-13 トリップ入力チャッタ除去機能[ｵﾝ]のときのカウンタ計測値 ................................ 3-40
図 3-14 故障継続時間の動作 ....................................................................................................... 3-41
図 3-15 プリトリガ時間と故障開始位相[ｵﾝ]の急変開始タイミング例 ............................. 3-43
図 3-16 動作･復帰同時計測モードの動作................................................................................ 3-44
図 3-17 サーチスイープの動作...................................................................................................... 3-49
図 3-18 DSK サーチスイープの動作............................................................................................ 3-50
図 3-19 95 試験モードの動作 ........................................................................................................ 3-51
図 3-20 SOR 試験モードの各ステップの設定例(ベクトル図) .............................................. 3-53
図 4-1 マスタ/スレーブの電源接続 ............................................................................................... 4-2
図 4-2 マスタ/スレーブ並列制御信号渡りケーブルの接続 .................................................. 4-3
図 4-3 周波数同期信号入出力(TPR-33 用)のピン接続 ........................................................ 4-8
図 4-4 急変制御信号入出力(TPR-33 用)のピン接続............................................................. 4-9
図 4-5 4705A プリトリガ時間、故障開始位相を個別設定の接続...................................... 4-10
図 4-6 4705A プリトリガ時間、故障開始位相を個別設定の動作...................................... 4-11
図 4-7 4705A 同時故障急変の接続 ............................................................................................ 4-12
図 4-8 4705A 同時故障急変の動作 ............................................................................................ 4-13
図 4-9 4731 との接続 ........................................................................................................................ 4-14

RX4717vi

図 5-1 インタフェースコネクタ ........................................................................................................... 5-2
図 5-2 ハンドシェイクのタイミングチャート.................................................................................... 5-3
図 5-3 データ転送例............................................................................................................................ 5-4
図 5-4 プログラムコードの構文........................................................................................................ 5-9
図 5-5 ステータスバイト .................................................................................................................... 5-10
図 5-6 リモート/ローカルの動作.................................................................................................... 5-13
図 6-1 RS-232C の接続..................................................................................................................... 6-1
図 6-2 モデムを省略した接続 .......................................................................................................... 6-2
図 6-3 相互接続等価回路................................................................................................................. 6-2
図 6-4 接続用ケーブル側コネクタ .................................................................................................. 6-5
図 6-5 データ回線終端装置側コネクタ ......................................................................................... 6-5
図 8-1 パワーマルチメータ(2721)と負荷の接続 ........................................................................ 8-4
図 8-2 ひずみ率計と負荷の接続 .................................................................................................... 8-5
図 8-3 ユニバーサルカウンタの接続(周波数確度) .................................................................. 8-5
図 8-4 ユニバーサルカウンタの接続(カウンタ確度) ................................................................ 8-6
図 9-1 電流出力 20A レンジ出力電圧特性 ............................................................................... 9-2
図 9-2 電圧出力 125V レンジ出力電流特性 ............................................................................. 9-2
図 9-3 外形寸法図............................................................................................................................. 9-18

RX4717vii

表 一 覧
ページ

表 2-1 構成 ............................................................................................................................................. 2-1
表 3-1 パネル設定の初期値一覧................................................................................................. 3-16
表 3-2 電圧出力レンジ一覧............................................................................................................ 3-18
表 3-3 電流出力レンジ一覧............................................................................................................ 3-18
表 5-1 マルチラインインタフェースメッセージ .............................................................................. 5-6
表 5-2 プログラムコード一覧 .......................................................................................................... 5-18
表 6-1 RS-232C の信号線の種類とその説明............................................................................ 6-6
表 7-1 電源投入時のエラーメッセージ一覧 ................................................................................ 7-1
表 7-2 通常動作時のエラーメッセージ一覧 ................................................................................ 7-1

RX4717

viii

1. 概

1.1
1.2
1.3
1.4

説

概要 ···············································1-1
特長 ···············································1-1
機能一覧 ···········································1-2
動作原理 ···········································1-5

1.1 概要

1.1

概要｢RX4717 電圧単相･電流単相保護リレー試験器｣は、発電所･変電所等に使用される保護リレーを検査するための試験装置です。
ディジタル直接合成方式のシンセサイザと単相定電圧出力増幅器･単相定電流出力増幅器、それにマイクロコンピュータを組み合わせ、小型･軽量で多機能な保護リレー試験器となっています。
本器単体で出力周波数･出力振幅･出力位相を急変またはスイープすることにより、保護リレ
ーの動作時間(動特性)と動作値(静特性)を計測することができます。
GPIB と RS-232C が標準装備されていますので、パーソナルコンピュータ等で外部制御することにより保護リレーの自動計測が可能となります。
電源電圧は 85V～115V、180V～240V の範囲で使用することができます。また、電流高調波対策を行い、力率改善回路を採用していますので、低消費電流でご使用いただけます。
当社の保護リレー試験器には当社の都合で、4707A、REX4707A、RX4717 のように型名の先頭にアルファベット 2 文字または 3 文字が付く機種と付かない機種があります。型名の数字 4 桁
およびそれに続くアルファベット１文字が同じ場合、同機種となり仕様はすべて同じになっています。
下記に示す当社の保護リレー試験器は同じ RELAY EXPREES シリーズで、マスタ/スレーブ操作を行うことができます。以後｢本シリーズ｣と略します。
4707、4707A、REX4707A、4708、4708A、REX4708A、4709、4709A、REX4709A、4710、4710A、
REX4710A、RX4717、RX4718、4722、REX4722、REX4723、4741、REX4741、As518
また、マスタ/スレーブによるコントロール機能はありませんが本シリーズには次の電流出力増幅器があります。4731、REX4731、As535

1.2

特長

z

小型(JIS ラックサイズ)･軽量(19kg)

z

1 台で電圧(40V、125V、250V レンジ)、電流(0.4A、4A、20A レンジ)z

カウンタ内蔵により、単体で動特性の計測が可能

z

高確度の出力振幅･位相と設定値のパネル面表示により、単体で静特性の計測が可能

z

10Hz～200Hz のシンセサイザ内蔵により、単体で周波数リレーの計測が可能

z

高調波発生可能なシンセサイザ内蔵により、単体で高調波ﾘﾚｰの計測が可能

z

脱調リレーの動作確認が可能

z

1 本のケーブルでマスタ/スレーブ接続でき、多相化が容易

z32 のパネル設定メモリで、設定値の呼び出しが容易z

GPIB･RS-232C 標準装備により、コンピュータコントロール可能z

力率改善回路を電源に採用し、低消費電流で電流高調波を低減

z4705A、TPR-33N、TPR-303 と同時急変･同期運転が可能

RX47171-1

各 1ch 同時出力

1.3 機能一覧

1.3

機能一覧

■ 増幅器
アイソレーション(耐電圧 500Vrms)された単相電圧出力(40V、125V、250V の 3 レンジ)、単相電流出力(0.4A、4A、20A の 3 レンジ)
■ 出力切換器
正面端子
側面端子(電圧出力、電流出力の 3 相 4 線コネクタ)
地絡、短絡■ 出力オン/オフ
個別オン/オフ、全相出力一括オン/オフ(内部ディップスイッチで禁止/許可)■ 増幅器入力切換
内部、外部入力、外部出力(外部出力信号にブースタを使用する場合)■ 周波数モード
内部(10.000～200.000Hz)、50Hz 固定、60Hz 固定、ライン同期、外部同期■ 波形切換
正弦波、高調波 1(25 次まで)、高調波 2(振幅･位相連続可変)、任意波+DC/-DC(内部ディップスイッチで禁止/許可)■ 振幅･位相(定常値、故障値、SOR 急変モードではステップ 1、2 値を設定)
電圧は 0.000～250.00V、電流は 0.00000～20.000A に振幅設定
電圧･電流個別に 0(位相設定マイナス有りのとき-359.9)～359.9 ﾟに位相設定■ マスタ/スレーブ
単独、マスタ、スレーブ
切換器通信(マスタまたはスレーブ時の出力切換器の同期)機能のオン/オフ

RX47171-2

1.3 機能一覧■ 動作モード
マニュアルモード(正面パネルの定常、故障指令キーのみで急変、カウンタは動作せず)
急変モード(急変制御機能、カウンタ機能が有効)
ホールド急変(永久故障の模擬、一度急変動作した後は出力値を保持)
ノンホールド急変(アーク故障の模擬、定常⇔故障がトリップ信号と常に同期)
動作･復帰同時計測モード(動作時間と復帰時間を同時に計測)
スイープ動作
スイープ(1 回のスイープ動作、モディファイによる手動スイープが有効)
サーチスイープ(ディジタル式保護リレーなどの動作点を、指定回数スイープし自動計測)
DSK サーチスイープ(円盤形保護リレーの動作点を、指定回数スイープし自動計測)
95 試験モード(周波数リレーの試験)
SOR 急変モード(脱調リレーの試験)■ 急変制御機能(動作モードが急変モードのとき有効)

急変開始位相(内部基準位相に対する設定位相で急変開始)
0～359.9 ﾟ、機能のオン/オフ
プリトリガ時間(急変開始指令から設定時間後に急変開始)
10～6000ms、機能のオン/オフ
故障継続時間(急変開始から設定時間経過後、強制的に定常復帰)
0.001～65.000s、機能のオン/オフ■ カウンタ機能(動作モードが急変モードのとき有効)

カウンタモード
インタバル(急変開始からトリップ信号までの時間を計測)
ワンショット(トリップ信号の動作幅を計測)
トレイン(トリップ信号の動作幅の累計時間を計測)
スタート計測(スタート信号からトリップ信号までの時間を計測)
カウンタ設定カウンタクリア
オート(急変動作するときカウンタ値を自動クリア)
マニュアル(クリアキー入力のみでカウンタ値クリア)
自動復帰
オン(ホールド急変のとき、トリップ信号で定常に復帰する)
オフ(ホールド急変のとき、トリップ信号で定常に復帰せず故障を保持)

RX47171-3

1.3 機能一覧■ トリップ入力
トリップ信号論理設定
トリップ信号チャッタ除去時間
1～100ms、機能のオン/オフ■ 動作スタート入力
動作スタート信号論理設定
ストップ設定(動作スタート信号の復帰で出力を定常値に復帰)
機能の使用/不使用■ 本シリーズ 4731 を制御するための制御出力■ 拡張外部応答入力
オプションの応答信号拡張ボックスにより、トリップ入力を 255 チャネルまで拡張■ 制御電源出力(DC110V)
出力オン/オフ■ PSW モード(正面パネルの故障指令キーの動作を設定)
オルタネート(一度押すと故障を保持)、モーメンタリ(押すと故障、離すと定常)■ ビープ音設定
オン/オフ■ パネル設定メモリ
読出、書込、コメント入力、50Hz/60Hz 初期値読出■ インタフェース
GPIB、RS-232C

RX47171-4

1.4 動作原理

1.4

動作原理

GPIB

急変指令入力RS-232C

急変指令遅延出力

急変制御部
CPU 部

急変指令直接出力＆

プリトリガ出力

カウンタ部

動作スタート入力
トリップ入力キー、表示器

拡張外部応答入力

マスタ/スレーブ
制御部

並列制御信号
並列制御信号
周波数同期入力

発振部

入力

周波数同期出力

電圧増幅器

電圧
出力

出力切換器

U
電圧出力
V

ｱｲｿﾚｰｼｮﾝ電源

入力

ｋ
電流出力
ｌ

電流増幅器

電流
出力

ｱｲｿﾚｰｼｮﾝ電源ｋ’ｌ’

CPU 部等へ

電流モニタ

メイン電源
電源 入切

R S T N
電圧出力

入力切換
ライン
フィルタ

電源出力

電源入力

L N GND
電源入力

図 1-1

RX4717

ブロック図

1-5

R S T N
電流出力

1.4 動作原理■ CPU 部
本器の動作を総合的に制御しているのが CPU 部です。内部の RAM は電池によって内容を電源断時にも記憶しており、電源投入時には電源断時に設定されていた値が呼び出されます。
■ 急変制御部とカウンタ部
トリップ入力とスタート入力は絶縁されて急変制御部に入り、定常･故障の急変制御を行います。
カウンタ部は、急変制御部からの制御により時間計測を行います。
■ マスタ/スレーブ制御部
マスタ器とスレーブ器間の、急変動作と出力周波数等の同期を行います。
■ 発振部
発振部は、ディジタル直接合成方式シンセサイザ(DDS)より構成されています。DDS は、波形･振幅･位相を個別に設定でき、急変動作では、それらを切換えることにより自由度の高い信号波形を生成できます。
■ 電圧増幅器、電流増幅器
電圧増幅器、電流増幅器は、アイソレーション電源と入力のアイソレーションアンプにより、独立してフローティングしています。
■ 出力切換器
出力切換器は、電圧増幅器、電流増幅器出力を、正面端子、側面端子(右パネルの電圧出力、
電流出力)に結線を切換えます。
■ メイン電源
メイン電源は、CPU 部や、各相のアイソレーション電源に必要な電力を供給します。力率改
善方式のコンバータを採用し、力率の改善を行っています。

RX47171-6

2. 使用前の準備

2.1
2.2
2.3
2.4

使用前の確認 ·······································2-1
設置場所 ···········································2-2
内部ディップスイッチの設定 ·························2-3
接地および電源接続 ·································2-4

2.1 使用前の確認

2.1

使用前の確認■ 安全の確認
使用者の安全を確保するために、取扱説明書の下記の項を必ず最初にお読みください。
z｢安全にお使いいただくために｣(この取扱説明書の最初の方に記載されています)

z

｢2.4

接地および電源接続｣■ 開梱と再梱包
輸送中の事故などによる損傷がないことをお確かめください。
機器を設置する前に、下記の品目、数量をご確認ください。

表 2-1
品

構成

目

●RX4717 本体●取扱説明書
●附属品
電源ケーブル(片端矢形圧着端子)
電源ケーブル(片端 100V 用コンセント)
3 極-2 極変換アダプタ
電源渡りケーブル
三相 4 線電圧出力ケーブル
三相 4 線電流出力ケーブル
マスタ/スレーブ制御信号渡りケーブル
外部信号用ケーブル(BNC-バナナチップ)
附属ケーブル用バッグ

数量
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

輸送などのために再梱包するときは、適切な強度と余裕のある箱に、重さに耐えられる詰め物をして、機器が十分保護されるようにしてください。

RX47172-1

2.2 設置場所

2.2

設置場所

■ 設置位置底面または背面のゴム足が、4 個とも机などの平らな面に乗るように置いてください。
1 台あたりの質量は 19kg です。総質量に耐え得る強固で水平な場所に置いてください。
！

注

意本シリーズを、複数台積み重ねて使用する場合の構造的な制限は、4 台までです。

■ 設置場所の条件z

温度および湿度範囲は、下記の条件に合う場所に設置してください。

・性能保証：+15～+35℃、5～85%RH(結露なきこと)・動作保証：0～+40℃、5～85％RH(結露なきこと)
・保存条件：-10～+50℃、5～95％RH(結露なきこと)
z

本器は内部冷却のためにファンを使用しています。

・左右側面には吸排気口があります。
壁などから左右 10cm 以上離して使用してください。
・ファンが停止していることにお気づきの際は直ちに電源を切り、当社または当社代理店までご連絡ください。ファンが停止したままで使用されますと、破損が拡大して修復困難になる場合があります。
z

下記のような場所には設置しないでください。

・商用電源に過大な雑音が含まれている場所
商用電源に過大な雑音が含まれていますと、出力信号に雑音が重畳し、仕様の確度を保てない場合があります。雑音の少ない商用電源でご使用ください。
・可燃性ガスのある場所
爆発の危険性があります。絶対に設置したり使用したりしないでください。
・屋外や直射日光の当たる場所、火気や熱の発生源の近く性能を満足しなかったり、故障の原因になります。
・腐食性ガスや水気、ほこり、ちり、金属粉、塩分のある場所、湿度の高い場所腐食したり、故障の原因になります。
・電磁界発生源や高電圧機器、動力線、パルス性雑音源の近く
誤動作の原因になります。
・振動の多い場所
誤動作や故障の原因になります。

RX47172-2

2.3 内部ディップスイッチの設定

2.3

内部ディップスイッチの設定

本器には、直流リレーを試験するために直流を出力するモードがあります。また操作性を向上させるため、出力を一括でオン/オフできる機能等があります。
これらの機能は本器の応用範囲をより広げるものですが、使用分野によっては、危険を伴うものであり、不要な場合も多々あります。このため本器内部のスイッチにより、予めこれらの機能を使用許可するか、禁止するかを個別に選択することができます。
本器は工場出荷時に直流出力は｢禁止｣に、出力一括オン/オフ機能は｢許可｣に設定してあります。
この設定を変更するには、天板を取り外し、下記に示すプリント基板最上部のディップスイ
ッチの設定を変更します。
！

警

告

天板を取り外すときは、必ず電源ケーブルを外した状態で行ってください。
本器の内部には、高圧の箇所がありますので、このディップスイッチ以外には手を触れないようご注意ください。

内部ディップスイッチの内容は以下のとおりです。必要に応じて設定を変更してください。

8

7

6

5

4

3

2

1

ON
OFF

正面パネル

No
1
2
3
4
5～8

内容
本器がマスタのとき、スレーブ器に出力一括オンを送信
本器の出力一括オンの動作
波形切換 +DC/-DC 機能
外部信号出力の出力オフ時、信号振幅を 0 にする
未使用

図 2-1

RX4717

内部ディップスイッチの設定

2-3

設定内容：*は出荷時の設定
ON(禁止)/*OFF(許可)ON(禁止)/*OFF(許可)*ON(禁止)/OFF(許可)*ON(禁止)/OFF(許可)*OFF2.4 接地および電源接続

2.4

接地および電源接続

■ 接地
！

警

告

本器はラインフィルタを使用しており、接地しないと感電します。
感電事故を防止するため、下記のいずれかの方法で、必ず電気設備技術基準 D 種(第 3 種)
以上の接地に確実に接続してください。
z

片端 100V 用コンセントの附属電源ケーブルを使用するときは、3 極電源プラグを、
保護接地コンタクトを持った 3 極電源コンセントに接続する。
3 極電源プラグに 3 極-2 極変換アダプタを使用するときは、変換アダプタの接地線(緑色)をコンセントのそばの接地端子に接続する。

z

片端矢形圧着端子の附属電源ケーブルを使用するときは、接地線(緑)を接地する。

z

左側面パネルの接地端子を 2mm2 以上の太さの線で接地する。

■ 電源
！

注

意

電源接続の前に、コンセントの電圧が本器の定格電源電圧に適合しているかどうかを確認してください。

本器の電源条件は、下記のとおりです。

z

電圧

AC85V～115V、AC180V～240V

周波数48Hz～62Hz

最大消費電力800VA

電源は、付属の電源ケーブルを使用して供給してください。万一の事故で、移動先で附属の電源ケーブルがない場合のために、左側面に電源入力のための端子が設置してあります。
ここに電源を供給することにより、本器を使用することができます。この端子を使用するときは、端子側に設定してください。
！

警

告

電源入力のための端子は非常用です。
感電事故等の危険性がありますので、常時使用することは避けてください。

RX47172-4

2.4 接地および電源接続

入力切換スライドスイッチ
をコネクタ側にし、附属電源ケーブルを接続する。
矢形圧着端子の場合
白：L
黒：N
緑：接地線
附属電源ケーブル

附属電源ケーブルがないとき、入力切換スライドスイッチ
を端子側にする。

L
AC100V または 200V
N

保護接地

図 2-2

電源ケーブルの接続

本器は、電源入力と並列に接続した電源出力コネクタがあります。本シリーズを複数台使用するときに、附属の電源渡りケーブルを使用して、本器の電源出力コネクタと他の機器の電源
入力コネクタに接続します。
L

①

②
③

N
GND 保護接地

電源入力コネクタ

図 2-3
！

注

②

①
③

電源出力コネクタ

電源入力コネクタと電源出力コネクタのピン接続

意

電源入力コネクタ、電源出力コネクタの最大電流容量は 15A です。容量を越えない範囲でご使用ください。

RX47172-5

3. パネル面と基本操作の説明

3.1 パネル各部の名称と動作 ·····························3-1
3.1.1 左側面パネル ··································3-2
3.1.2 右側面パネル ··································3-5
3.1.3 正面パネル ····································3-8
3.2 始動 ··············································3-14
3.2.1 電源の投入 ···································3-14
3.2.2 初期設定 ·····································3-15
3.3 増幅器出力の操作 ··································3-18
3.3.1 出力レンジの設定 ·····························3-18
3.3.2 出力のオン/オフ ······························3-19
3.3.3 オーバロード時の動作 ·························3-19
3.3.4 出力切換器 ···································3-20
3.4 出力信号の設定 ····································3-23
3.4.1 周波数の設定 ·································3-23
3.4.2 振幅･位相の設定 ······························3-24
3.4.3 波形切換 ·····································3-27
3.5 動作モード ········································3-31
3.5.1 トリップ入力と動作スタート入力 ···············3-32
3.5.2 マニュアルモードの動作 ·······················3-35
3.5.3 急変モードの動作 ·····························3-35
3.5.4 動作･復帰同時計測モードの動作 ················3-44
3.5.5 通常スイープの動作 ···························3-45
3.5.6 サーチ･DSK サーチスイープの動作 ··············3-48
3.5.7 95 試験モード(周波数リレー)の動作 ············3-51
3.5.8 SOR 急変モード(脱調リレー)の動作 ·············3-53
3.6 その他の基本操作 ··································3-54
3.6.1 特殊機能 ·····································3-54
3.6.2 パネル設定メモリ ·····························3-55
3.6.3 制御電源出力の操作 ···························3-56

3.1 パネル各部の名称と動作

3.1

パネル各部の名称と動作

本書では、以下の表記を使用します。
キーの上やキートップに表示した機能のキー名称：GPIBﾛｰｶﾙ、メモリNoキーの下に橙色で表示した機能のキー名称：特殊機能、読出

LEDの名称(LED付キーは含まず)：<オーバ>、<トリップ信号>

蛍光表示器内の一部の名称：【設定/データ】、【動作モード】

蛍光表示器の表示：[ROM CHECK ERROR]、[ｾｲｹﾞﾝﾊ]

RX47173-1

3.1 パネル各部の名称と動作

3.1.1

左側面パネル⑫① ② ③ ④
①～④

⑤

⑥

⑦

⑧

トリップ入力(フローティング)⑨⑩｢3.5.1⑬⑪
トリップ入力と動作スタート入力｣

保護リレーの動作信号入力端子です。筐体とは 354Vpeak(250Vrms)の耐電圧があります。
①～③は電圧入力(②の下の端子がコモン)で、許容最大入力電圧は DC+130V です。スレショルド電圧はそれぞれ以下のようになっています。
①+2.5V 端子スレショルド電圧
High レベル:+2.5V
Low レベル :+1.0V②+8V 端子スレショルド電圧
High レベル:+8.0V
Low レベル :+5.0V③+50V 端子スレショルド電圧
High レベル:+50.0V
Low レベル :+40.0V④は接点入力で、開放電圧は+5V、短絡電流は 10mA です。
⑤⑥

動作スタート入力(フローティング)｢3.5.1

トリップ入力と動作スタート入力｣

急 変 ･ス イ ー プ 動 作 の 開 始 を 外 部 か ら 行 う た め の 信 号 入 力 で す 。 筐 体 と は 354Vpeak(250Vrms)の耐電圧があります。
⑤は電圧入力で、許容最大入力電圧は DC+130V です。
スレショルド電圧
High レベル:+2.5V
Low レベル :+1.0V⑥は接点入力で、開放電圧は+5V、短絡電流は 10mA です。

RX47173-2

3.1 パネル各部の名称と動作

！

注

意

④トリップ接点入力と⑤動作スタート接点入力に、電圧を印加すると接点入力を破損する場合がありますので、ご注意ください。

⑦

急変指令入力(筐体電位)｢4.4.2

急変動作の同期｣

外部から、本器の定常/故障出力を直接制御するための信号入力です。許容最大入力電圧
は DC+130V です。
ロジック信号で、Low のとき故障出力となりますが、カウンタは動作しません。
本器が、当社製 4705A などからの指令によって制御される場合に使用します。
スレショルド電圧
High レベル:+2.5V
Low レベル :+1.0V⑧

急変指令遅延出力(筐体電位)｢3.5.3

急変モードの動作｣

本器の出力が急変したとき変化する信号です。ロジック信号で、本器が故障出力のときLow になります。
本器が、当社製 4705A などの定常/故障出力を同時制御する場合に使用します。
⑨

急変指令直接出力(筐体電位)｢3.5.3

急変モードの動作｣

本器が動作を開始したとき変化する信号です。ロジック信号で、本器が動作中に Low になります。
故障遅延時間(プリトリガ時間)と故障開始位相が設定されているときは、この信号が Lowになってから、故障遅延時間が経過し、故障開始位相になったとき、故障出力となり、⑧急
変指令遅延出力が Low になります。
⑩⑪

プリトリガ出力｢3.5.3

急変モードの動作｣

オシロなどの起動用信号です。
⑩がロジック信号(筐体電位)、⑪が接点信号(フローティング)です。⑪接点信号は、筐体とは 354Vpeak(250Vrms)の耐電圧があります。
本器が動作を開始したとき⑩は Low、⑪は短絡になり、⑨急変指令直接出力が復帰してから約 0.1s 後に復帰します。
⑫

GPIB(筐体電位)｢5.1.1

GPIB の主な仕様｣｢6.2.2

コネクタおよび信号線｣

GPIB 制御のためのコネクタです。
⑬

RS-232C(筐体電位)

RS-232C 制御のためのコネクタです。

RX47173-3

3.1 パネル各部の名称と動作

⑭⑮
⑭

｢2.4

電源出力コネクタ(フローティング)⑯⑰⑱

接地および電源接続｣

本器の電源入力と並列に接続した出力コネクタです。筐体とは 2121Vpeak(1500Vrms)の耐電圧があります。
本シリーズを複数台使用するときに、附属の電源渡りケーブルを使用して、他の機器の電源入力コネクタに接続します。
⑮｢2.4

電源入力コネクタ(フローティング)

接地および電源接続｣

電源入力のためのコネクタです。筐体とは 2121Vpeak(1500Vrms)の耐電圧があります。
附属の電源ケーブルを使用します。本コネクタを使用するときは、入力切換スライドスイ
ッチを本コネクタ側に設定します。
⑯⑰

｢2.4

電源入力端子(フローティング)

接地および電源接続｣

附属の電源ケーブルを紛失したときなど、非常用の電源入力端子です。筐体とは 2121Vpeak(1500Vrms)の耐電圧があります。
本端子を使用するときは、入力切換スライドスイッチを本端子側に設定します。
⑱｢2.4

GND(接地端子)

接地および電源接続｣

保護接地用の端子で、筐体に接続しています。
！

警

告⑯⑰電源入力端子は非常用です。感電事故等の危険性がありますので、常時使用することは避けてください。
また、安全のため、必ず接地してください。

RX47173-4

3.1 パネル各部の名称と動作

3.1.2

右側面パネル

21
◯

⑲

⑳

21
◯

27 ◯
28
◯

38
◯

制御出力(筐体電位)

21
◯

｢4.5

電流出力増幅器 4731 との接続｣

電流出力増幅器 4731 を制御するためのコネクタです。
⑲｢3.3.4電圧出力(フローティング)

出力切換器｣

電圧出力の出力切換器の側面端子出力コネクタです。筐体とは 707Vpeak(500Vrms)の耐電圧があります。
⑳｢3.3.4電流出力(フローティング)

出力切換器｣

電流出力の出力切換器の側面端子出力コネクタです。筐体とは 707Vpeak(500Vrms)の耐電圧があります。
制御電源出力(フローティング)

38◯｢3.6.3

制御電源出力の操作｣

出力電圧 DC110V、電流容量 0.5A の電源出力です。保護リレーの電源として使用します。
筐体とは 707Vpeak(500Vrms)の耐電圧があります。
27 ◯
28
◯

外部信号 入力、出力(筐体電位)｢4.2

増幅器入力切換｣

外部信号入力は、外部信号で本器の増幅器を使用する際の信号入力です。増幅器入力切換が外部入力設定のときに使用できます。1Vrms でレンジフルスケールになります。
外部信号出力は、内部シンセサイザの信号が出力され、フルスケール設定で 1Vrms になります。増幅器入力切換を外部出力設定にし、外部の増幅器を駆動するときなどに使用します。

RX47173-5

3.1 パネル各部の名称と動作

25 ◯
26
◯

36
◯

37
◯

34
◯

30
◯
25 ◯
26
◯

並列制御信号(筐体電位)｢4.1.2

31
◯

32
◯

35
◯

33
◯

マスタ/スレーブの接続｣

25 ◯
26 は並列接続に
マスタ/スレーブ動作をするときに接続するケーブルのコネクタです。◯

なっています。
36◯

拡張外部応答入力(フローティング)｢4.3

拡張応答入力の操作｣

拡張外部応答入力は、拡張応答入力ボックス(オプション)を接続し、トリップ入力を 255
37 判定
チャネルまで拡張するためのコネクタです。、拡張応答入力ボックスの応答入力は、◯電圧にしたがって①～③トリップ入力に接続されます。応答入力端子と筐体とは354Vpeak(250Vrms)の耐電圧があります。(ロジック制御端子は筐体電位です)
37
◯

判定電圧

｢4.3

拡張応答入力の操作｣

36 拡張外部応答入力の応答入力のスレショルド電圧を設定するスイッチです。
◯
34◯

周波数同期信号入力(筐体電位)｢3.4.1

周波数の設定｣本器を外部信号で周波数同期する際の信号入力で、周波数モードが外部同期設定のとき使用できます。許容最大入力電圧は DC±30V です。
ロジック信号で、立下りエッジが内部基準位相 0°となります。
本器が、当社製 4705A などの周波数に同期する場合などに使用します。
スレショルド電圧
High レベル:+2.5V
Low レベル :+1.5V35◯

周波数同期信号出力(筐体電位)｢3.4.1

周波数の設定｣本器の内部周波数を出力します。ロジック信号で、立下りエッジが内部基準位相 0°となります。
本器の出力周波数に、当社製 4705A などを同期させる場合などに使用します。

RX47173-6

3.1 パネル各部の名称と動作

30◯急変制御信号入力(筐体電位)｢4.4.2

急変動作の同期｣

外部から、本器の定常/故障出力を直接制御するための信号入力です。許容最大入力電圧
は DC+130V です。
ロジック信号で、スレショルド電圧は+2.5V です。Low のとき故障出力となりますが、カ
ウンタは動作しません。
本器が、京濱電測社製 TPR-33 などからの指令によって制御される場合に使用します。
31◯

急変制御信号出力(筐体電位)｢4.4.2

急変動作の同期｣

本器の出力が急変したとき変化する信号です。ロジック信号で、本器が故障出力のときLow になります。
本器が、京濱電測社製 TPR-33 などの定常/故障出力を同時制御する場合に使用します。
32◯

周波数同期信号入力(筐体電位)｢4.4.1

出力周波数の同期｣

本器を外部からの信号で周波数同期する際の信号入力で、周波数モードが外部同期のとき使用します。許容最大入力電圧は DC±30V です。
ロジック信号で、立上がりエッジが内部基準位相 0°となります。
本器が、京濱電測社製 TPR-33 などの周波数に同期する場合などに使用します。
スレショルド電圧
High レベル:+2.5V
Low レベル :+1.5V33◯

周波数同期信号出力(筐体電位)｢4.4.1

出力周波数の同期｣

本器の内部周波数を出力します。出力は±10V の方形波で、立上がりエッジが内部基準位
相 0°となります。
本器の出力周波数に、京濱電測社製 TPR-33 などを同期させる場合などに使用します。

RX47173-7

3.1 パネル各部の名称と動作

3.1.3

正面パネル

40
◯

41
◯

42
◯

43
◯

44
◯

45
◯

46
◯

RX 471747◯40◯

電源 入/切電源スイッチです。NFB(Non Fuse Breaker)としても動作し、異常電源電流が流れるか、内部温度が異常上昇した場合、電源を遮断します。

41
◯

シフト
キーの下に橙色で表示した機能(シフト機能)を使用するときに、予めこのキーを押し、このキーの LED を点灯させた状態で、それぞれのキーを押します。
シフト機能のキー入力表示例

42
◯

出力端子

｢3.3.4→

シフト+特殊機能

出力切換器｣

正面端子
増幅器出力は正面パネルの出力端子に出力します。
側面端子
47 出力切換制御が有増幅器出力は右側面パネルの⑲電圧出力、⑳電流出力に出力し、◯効になります。
！

注意

44 電圧出力の出力端子はモニタ端子として使用できますが、負荷を接続
側面端子のとき、◯
45 電流出力のモニタ端子はモニタとして使用しますが、出力端子にすることはできません。◯
は負荷を接続することはできません。

RX47173-8

3.1 パネル各部の名称と動作

43
◯

出力一括

｢3.3.2出力のオン/オフ｣

全相の増幅器出力を一括してオン、オフするキーです。
44
◯

電圧出力
出力端子

｢3.3.4

U V(フローティング)

出力切換器｣

正面パネルの増幅器出力端子です。筐体とは 707Vpeak(500Vrms)の耐電圧があります。
最大出力電圧は 250V です。取り扱いには十分にご注意ください。
<オーバ>｢3.3.3

オーバロード時の動作｣｢3.3.2出力のオン/オフ｣

過負荷のとき点灯する LED です。
出力オン/オフ

オン/オフは単相でオン/オフを設定します。<オン>は出力オンのとき点灯します。
レンジ

40V、125V、250V｢3.3.1

出力レンジの設定｣

出力レンジの設定キーです。設定されているレンジキーの LED が点灯します。
45
◯

電流出力
出力端子

｢3.3.4k l(フローティング)

出力切換器｣

正面パネルの増幅器出力端子です。筐体とは 707Vpeak(500Vrms)の耐電圧があります。
モニタ端子｢3.3.4k’ l’(フローティング)

出力切換器｣

電流出力モニタ端子です。筐体とは 707Vpeak(500Vrms)の耐電圧があります。
<オーバ>｢3.3.3

オーバロード時の動作｣｢3.3.2出力のオン/オフ｣

過負荷のとき点灯する LED です。
出力オン/オフ

オン/オフは単相でオン/オフを設定します。<オン>は出力オンのとき点灯します。
レンジ

0.4A、4A、20A｢3.3.1

出力レンジの設定｣

出力レンジの設定キーです。設定されているレンジキーの LED が点灯します。
46◯

出力切換器制御｢3.3.4

出力切換器｣

地絡､短絡
出力切換器を地絡、短絡の設定にします。地絡は三相 4 線式の相間に、短絡は三相 4線式の線間に出力を接続します。
Ｒ､Ｓ､Ｔ
出力切換器の切換先を設定します。
47
◯

制御電源

｢3.6.3

制御電源出力の操作｣

38 制御電源出力のオン/オフ操作をします。
右側面パネルの◯<オン>は出力オンのとき点灯します。<オーバ>は過負荷のとき点灯します。

RX47173-9

3.1 パネル各部の名称と動作

50
◯

51
◯

52
◯

53
◯

RX 4717

54
◯
50
◯

55
◯

56
◯

状態表示 LED<高調波 任意波>
出力波形の状態を示します。正弦波のときは消灯し、正弦波以外のとき点灯します。
<チャッタ時間>、<故障継続時間>、<プリトリガ時間>、<故障開始位相>機能が有効なときに点灯します。
<トリップ:b>、<スタート:b>
トリップ入力、動作スタート入力の論理が↓b 除去のときに点灯します。
<動作スタート>、<トリップ信号>
信号が入力された(電圧入力は印加、接点入力は短絡)ときに点灯します。信号入力のモニタになります。入力の論理設定には影響を受けません。

51◯

カウンタクリア
カウンタ計測値をクリアします。
シフト+表示切換は蛍光表示器の表示を切り換え、SOR 急変モードのステップ 2、3 の振幅･位相値などを表示します。
｢3.5.3.A)

52◯

カウンタ｣、｢3.5.8

SOR 急変モード(脱調リレー)の動作｣

キーロック
このキーを押すと LED が点灯し、パネル面操作が禁止になります。
(出力一括オン/オフ、各出力オン/オフ、GPIB ローカル、シフト+ロックオフを除く)
シフト+ロックオフで禁止が解除され、LED が消灯します。

RX47173-10

3.1 パネル各部の名称と動作

53◯

パネル設定メモリ｢3.6.2パネル設定メモリ｣

メモリ No
パネル設定メモリの読み出し、または書き込む際にメモリ No を設定するためのキーです。【設定/データ】に表示されたメモリ No はモディファイで選択できます。
シフト+書込、シフト+読出パネル設定を選択したメモリ No に書き込み、読み出しを行います。
54
◯

動作指令

｢3.5

動作モード｣定常
出力を定常値にします。
スイープ▲
動作モードがスイープモードのとき、故障値から定常値方向にスイープします。
停止
動作モードがスイープモードのとき、スイープを停止します。
スイープ▼
動作モードがスイープモードのとき、定常値から故障値方向にスイープします。
故障
出力を故障値にします。
PSW モードによって以下の動作になります。
モーメンタリ：離すと定常値に戻る。
オルタネート：離しても故障値を保持、定常値に戻すにはもう一度故障を押すか、定常を押す。
<オルタネート>
PWS モードがオルタネートのとき点灯します。
55
◯

データ入力
設定データ選択▲、▼、◄、►
カーソルの項目移動をするキーです。
租調◄、微調►カーソルの桁移動をするキーです。
モディファイ
カーソルがある桁の数値を増減したり、設定を変更したりします。
テンキー０～９、－、 .、と取消
数値を直接入力するためのキーです。取消を押すと入力した順に取り消します。
実行
入力した数値や、変更した設定の確定をします。

56◯

カーソルオン/オフ｢4.1.3.B)

設定値の同時変更｣

カーソル表示をオン/オフするキーです。カーソルがオフのとき LED が点灯します。

RX47173-11

3.1 パネル各部の名称と動作

60
◯

61
◯

62
◯
60
◯

上側蛍光表示器【動作モード】動作モードを表示します。
【定常周波数】定常周波数を表示します。
【定常電圧･電流】、【定常電圧･電流位相】
振幅(上側)、位相(下側)の定常値を表示します。
【カウンタ/スイープ】
カウンタ計測値、スイープ位置を表示します。
【カウンタモード/スイープ時間】
カウンタモード、カウンタ計測値、スイープ時間を表示します。

61◯

下側蛍光表示器【マスタ/スレーブ】
マスタ/スレーブ機能の状態を表示します。
【故障周波数】故障周波数を表示します。
【故障電圧･電流】、【故障電圧･電流位相】
振幅(上側)、位相(下側)の故障値を表示します。
【設定/データ】
各種機能の設定や、データの表示に使用します。

RX47173-12

3.1 パネル各部の名称と動作

62◯

各種設定キーGPIB ﾛｰｶﾙ
GPIB 制御のリモート状態のとき、このキーを押すと LED が点灯し、GPIB 制御のリモー
ト状態を解除し、パネル面操作が可能になります。
シフト+特殊機能は、【設定/データ】を特殊機能の設定にします。
｢3.6.1

特殊機能｣、｢5.2.4

定常電圧

リモート/ローカルの動作｣｢3.5.3.C)

プリトリガ時間と故障開始位相｣

このキーを押すたびに、カーソルが【定常電圧】→【定常電圧位相】→【定常電圧】へと移動します。
シフト+プリトリガ時間は、【設定/データ】をプリトリガ時間の設定にします。
定常電流｢3.4.3

波形切換｣

このキーを押すたびに、カーソルが【定常電流】→【定常電流位相】→【定常電流】へと移動します。
シフト+波形切換は、【設定/データ】を波形切換の設定にします。
故障電圧｢3.5.3.B)

故障継続時間｣このキーを押すたびに、カーソルが【故障電圧】→【故障電圧位相】→【故障電圧】
へと移動します。
シフト+故障継続時間は、【設定/データ】を故障継続時間の設定にします。
故障電流｢3.4.2.A)

電流位相反転機能｣

このキーを押すたびに、カーソルが【故障電流】→【故障電流位相】→【故障電流】
へと移動します。
シフト+電流位相反転は、電流出力の位相値を反転します。
マスタ/スレーブ【設定/データ】をマスタ/スレーブの設定にします。
シフト+周波数モードは、【設定/データ】を周波数モードの設定にします。
｢4.1.1

マスタ/スレーブの設定｣、｢3.4.1

周波数の設定｣動作モード【設定/データ】を動作モードの設定にします。
シフト+動作･復帰 WT は、【設定/データ】を故障待機時間の設定にします。
｢3.5

動作モード｣、｢3.5.4

動作･復帰同時計測モードの動作｣

トリップ入力:b
トリップ入力論理を切り換えます。
シフト+95 メニューは、【設定/データ】を 95 試験メニューの設定にします。
｢3.5.1.A)

トリップ入力論理の設定｣、｢3.5.7

作｣、

RX47173-13

95 試験モード(周波数リレー)の動3.2 始動

3.2

始動

3.2.1

電源の投入

｢2.2

設置場所｣、｢2.4接地および電源接続｣に従って本器を設置し、電源を投入してください。電源投入のあと、以下のセルフテストを行います。
z

ランプテストのために<オーバ>以外の全 LED を点灯

z

蛍光表示器のドットテストために全点灯z

ソフト Ver 表示z

メモリチェック

何も異常がない場合、本器はパネル設定をバックアップしているので、電源投入時は、その前の電源遮断時のパネル設定となります。ただし、安全のため出力はオフで動作を始めます。
メモリチェックで、異常が検出された場合は、下側蛍光表示器に以下のエラーメッセージを表示します。
[ROM CHECK ERROR]

使用しているROMに異常があった。

[RAM CHECK ERROR]

使用しているRAMに異常があった。

[CHECK SUM ERROR]

バックアップしているデータにエラーがあった。

[ROM CHECK ERROR][RAM CHECK ERROR]は、本器の故障ですので、直ちに電源を切り、当社または当社代理店までご連絡ください。
[CHECK SUM ERROR]の場合は 10 秒程度表示してから、パネル設定を初期設定(50Hz)にして動作を始めます。
このエラーは、メモリバックアップしている電池が放電してしまい、データが保持されなくなったときに起こります。この電池は、完全放電状態から完全充電するのに約 100 時間の通電が必要です。
電池の完全充電時のメモリバックアップ期間は、個体差、周囲温度によっても変化をするため、その期間に多少ばらつきがあり約 60 日ですが、電池が劣化するとバックアップ時間が短くなります。実用に耐えない程になりましたら、電池を当社で交換いたします。(有償)
また[CHECK SUM ERROR]は、各種の設定を行っている最中に電源を遮断しますと、次に電源を投入したときに発生することがあります。各種設定の変更後は 1 秒以上待ってから電源を切る
ようにしてください。
その他のエラーの対処方法

RX4717｢7.1

3-14

エラーメッセージ｣

3.2 始動

3.2.2

初期設定

パネル設定の初期設定は、50Hz と 60Hz の 2 種類があり、工場出荷時は 50Hz の初期設定になっています。

｢表 3-1

パネル設定の初期値一覧｣

この初期設定は、現在の設定状態が不明で、うまく動作しなくなったときなどのリセットとしての役割があります。初期設定の方法は以下のとおりです。
メモリ No を押し、【設定/データ】をパネル設定メモリの設定にします。
モディファイを回して[ﾒﾓﾘ 32

50Hz ｼｮｷﾁ]か[ﾒﾓﾘ 33

60Hz ｼｮｷﾁ]を選択します。

設定/データ

設定/データﾒﾓﾘ 32

ﾒﾓﾘ 3350Hzｼｮｷﾁ

60Hzｼｮｷﾁ

設定/データ

設定/データ

シフト+読出を押し、選んだ初期値を読み出します。読み出し中は[ﾒﾓﾘﾖﾐﾀﾞｼﾁｭｳ]と表示します。メモリ読出を実行すると、安全のため出力は全相オフになります。
この初期値の読み出しは、書き込まれているパネル設定メモリの内容はクリアせず保持します。

RX47173-15

3.2 始動

表 3-1

RX4717パネル設定の初期値一覧

設定パラメタ
出力レンジと出力制御
出力切換器モード
定常･故障周波数
定常･故障振幅
定常･故障位相位相設定

初期値
40V、0.4A、オフ
正面端子50Hz(ﾒﾓﾘ 32)/60Hz(ﾒﾓﾘ 33)
0V、0A0ﾟ
マイナス無し動作モード
マスタ/スレーブ
周波数モード
波形切換
入力切換と外部出力振幅

マニュアル
単独
50Hz 固定(ﾒﾓﾘ 32)/60Hz 固定(ﾒﾓﾘ 33)
正弦波
内部、0

出力切換器設定

地絡、R

カウンタモード
カウンタ設定カウンタクリア
カウンタ設定自動復帰

インタバル
オート
オン

トリップ信号論理
チャッタ時間
拡張応答入力↑a:印加
1ms、機能オフ
0スタート信号論理
ストップ設定↑a:印加
不使用

故障継続時間プリトリガ時間
故障開始位相1s、機能オフ
10ms、機能オフ
0°、機能オフ

スイープ時間100s

3-16

3.2 始動

RX4717

設定パラメタ
動作復帰故障待機時間

初期値
0.5s

サーチ DSK 回数
サーチ DSK 判定時間
サーチ DSK トリップ待ち時間
サーチ DSK 出力カット制御

3
0.1s
5.0s
使用

95 試験交差周波数
95 試験スイープ速度
95 試験折り返し時間
95 試験振幅急変制御

48.5Hz(ﾒﾓﾘ 32)/58.5Hz(ﾒﾓﾘ 33)
1Hz/s
0.5s
オフ

SOR 急変ステップ 2,3 振幅
SOR 急変ステップ 2,3 位相
SOR 急変ステップ 1 待機時間
SOR 急変ステップ 2,3,4 待機時間

0V、0A
0°
0.1s
0s

高調波 1 振幅
高調波 1 位相高調波書込みフラグ

100%(1 次)、0%(2～25 次)
0 ﾟ(全次数)0(演算実行せず)

高調波 2 定常･故障次数
高調波 2 振幅単位
高調波 2 同期設定
高調波 2 定常･故障振幅、位相2%
オン
0A、0 ﾟ

切換器通信オフ

PSW モード

オルタネート

ビープ音設定オン

3-17

3.3 増幅器出力の操作

3.3

増幅器出力の操作

本器には単相電圧増幅器、単相電流増幅器の 2 つがあり、各出力および筐体間は、相互に耐電圧 707Vpeak(500Vrms)のフローティング構造になっています。
！

注

意

他の機器と電圧出力を直列接続する場合は、筐体との耐電圧を超えないようご注意ください。超えた状態で使用すると、機器が故障または損傷する場合があります。
電圧出力同士の並列接続、電流出力同士の直列接続、電圧出力と電流出力の並列接続はできません。あやまって接続しますと、機器が故障または損傷する場合があります。

！

警

告

電圧増幅器の最大出力電圧は 250V です。感電事故等の危険性がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
出力に結線するときなどは、必ず出力をオフにして行ってください。

3.3.1

出力レンジの設定

電圧出力レンジは 40V、125V、250V の 3 レンジ、電流出力レンジは 0.4A、4A、20A の 3 レンジがあります。
定格負荷と設定分解能、電流出力振幅は、AC モード(正弦波、高調波 1、高調波 2、任意波)と DC モード(+DC、-DC)で、以下のように異なります。
表 3-2
レンジ:AC
250V(0.00V～250.00V)
125V(0.00V～125.00V)
40V(0.000V～40.000V)

定格負荷:AC
1250Ω
156Ω
200Ω
表 3-3

レンジ:AC
20A(0.000A～20.000A)
4A(0.0000A～4.0000A)
0.4A(0.00000A～0.40000A)

電圧出力レンジ一覧
レンジ:DC
250V(0.0V～250.0V)
125V(0.0V～125.0V)
40V(0.00V～40.00V)

定格負荷:DC
2500Ω
1250Ω
400Ω

電流出力レンジ一覧

定格負荷:AC
0.45Ω
2.5Ω
25Ω

レンジ:DC
20A(0.00A～10.00A)
4A(0.000A～2.000A)
0.4A(0.0000A～0.2000A)

定格負荷:DC
1.8Ω
5Ω
50Ω

出力レンジは、出力レンジの設定キーを押すとそのレンジに設定され、そのキーの LED が点灯します。出力レンジは各相個別に設定できます。
なお、安全のため、レンジを変えた相の振幅は 0 になり、出力もオフになります。

RX47173-18

3.3 増幅器出力の操作

3.3.2

出力のオン/オフ

出力のオン/オフは、各相個別に設定するオン/オフと、全相一括で設定する一括オン、一括オフがあります。
<オン>(オン/オフの左にある LED)が点灯しているときが、出力オンです。
出力オンのときオン/オフを押すと出力オフになり、<オン>が消灯します。
一括オンは、扱いによっては危険なため、内部ディップスイッチで禁止/許可できます。
｢2.3

3.3.3

内部ディップスイッチの設定｣

オーバロード時の動作

オーバロードが発生すると、発生した相の<オーバ>が点灯します。
オーバロードが約 3 秒続くと、長音ブザーが鳴り、安全のため、出力をオフ、振幅を 0 にし
ます。
！

注

意

ビープ音設定がオフのときは、オーバロードでも長音ブザーが鳴りません。ビープ音設定｢3.6.1.A) ビープ音設定｣
はなるべくオンにしてご使用ください。

RX47173-19

3.3 増幅器出力の操作

3.3.4

出力切換器

電圧増幅器、電流増幅器は、出力切換器の設定に従って出力します。
出力切換器の切り換え先は、正面端子と右側面の電圧出力、電流出力で、右側面の出力コネクタを使用するときは、附属の三相 4 線出力ケーブルを接続します。
V1(R)
V2(S)
V3(T)
COM(N)
三相4線電圧出力ケーブル

② ①
⑤ ④ ③
⑥
電圧出力

図 3-1

I1(R)
I2(S)
I3(T)
COM(N)
三相4線電流出力ケーブル

④ ①
③ ②
電流出力

電圧･電流出力コネクタと三相 4 線出力ケーブルのピン接続
出力切換器

正面端子
U
電圧出力
V

電圧増幅器

ｋ
電流出力
ｌ

電流増幅器

ｋ’
ｌ’
電流モニタ

R

S

② ①
⑤ ④ ③

T

N

R

右側面

S

T

N

④ ①
③ ②

⑥
電圧出力

電流出力

図 3-2

出力切換器の構成

出力切換器モードには正面端子と側面端子(地絡、短絡)があります。出力切換器モードを変更すると、安全のため出力は全相オフになります。
！

注

意

出力切換器モードが側面端子のとき、z

電圧出力は、モニタ用として正面出力端子 U、V にも電圧が出力しますが、負荷を接続することはできません。

z

電流出力は、正面モニタ端子 k’、l’をモニタとして使用しますが、正面出力端子 k、lには負荷を接続することはできません。

RX47173-20

3.3 増幅器出力の操作

A) 正面端子
正面端子を押し LED が点灯しているときが正面端子モードです。電圧増幅器は正面出力端子
U、V に、電流増幅器は正面出力端子 k、l に出力します。
切換器モードが正面端子のとき、側面端子を押すと側面端子の LED が点灯し、以前に設定した地絡または短絡の設定になります。
切換器モードが側面端子のときは、以下の操作で地絡、短絡とＲ、Ｓ、Ｔの切り換えを行います。これらの切り換えを行ったときは、出力はオフしません。

B) 側面端子、地絡
側面端子を押し、側面端子の LED が点灯しているときに地絡を押すと地絡の LED が点灯し、電圧出力、電流出力コネクタ両方とも三相 4 線式の相間の接続になります。Ｒ、Ｓ、Ｔにより、以下のようにように切り換えます。

電圧増幅器

U―――――――――→
V―――――――――→

Ｒ
R(①)
N(②)

電流増幅器

k―――――――――→
l―――――――――→

R(①)
N(④)

Ｓ
S(③)
N(②)

Ｔ
T(⑤)
N(②)

電圧出力
コネクタ

S(②)
N(④)

T(③)
N(④)

電流出力
コネクタ

R
S
T
電圧増幅器

側面端子

② ①
⑤ ④ ③
⑥

R
S
T
電流増幅器

電圧出力

④ ①
③ ②

U
V
電圧出力

k
l
K’
l’
電流出力 電流モニタ

図 3-3RX4717

地絡のときの出力切換器動作

3-21

電流出力

3.3 増幅器出力の操作

C) 側面端子、短絡側面端子を押し、側面端子の LED が点灯しているときに短絡を押すと短絡の LED が点灯し、電圧出力、電流出力コネクタ両方とも三相 4 線式の線間の接続になります。Ｒ、Ｓ、Ｔにより、以下のようにように切り換えます。

電圧増幅器

U―――――――――→
V―――――――――→

Ｒ(R-S)
R(①)
S(③)

電流増幅器

k―――――――――→
l―――――――――→

R(①)
S(②)

Ｓ(S-T)
S(③)T(⑤)

Ｔ(T-R)
T(⑤)
R(①)

電圧出力
コネクタ

S(②)
T(③)

T(③)
R(①)

電流出力
コネクタ

R-S
S-T
T-R
電圧増幅器

R-S
S-T
T-R
R-S
S-T
T-R

電流増幅器

R-S
S-T
T-R
U
V
電圧出力

k
l
K’
l’
電流出力 電流モニタ

図 3-4RX4717短絡のときの出力切換器動作

3-22

側面端子

② ①
⑤ ④ ③
⑥
電圧出力

④ ①
③ ②
電流出力

3.4 出力信号の設定

3.4

出力信号の設定

本器は、内部シンセサイザで生成された信号、または外部からの信号のいずれかを選択し、増幅して出力します。
｢3.4.1｢4.2

3.4.1

周波数の設定｣～｢3.4.3

波形切換｣は内部シンセサイザを使用するときの説明です。

増幅器入力切換｣は外部信号入力で本器を使用するときの説明です。

周波数の設定周波数モードの設定は全相共通です。
周波数モードを変更すると、安全のため出力は全相オフになります。
設定方法z

シフト+周波数モードを押し、【設定/データ】を周波数モードの設定にします。
モディファイで設定する周波数モードを選択し、実行を押します。

設定/データｼｭｳﾊｽｳ ﾓｰﾄﾞﾗｲﾝ

■ 50Hz 固定[50Hz ｺﾃｲ]

設定/データ

定常･故障周波数を 50Hz に固定します。【定常･故障周波数】に[50Hz ｺﾃｲ]と表示します。
■ 60Hz 固定[60Hz ｺﾃｲ]
定常･故障周波数を 60Hz に固定します。【定常･故障周波数】に[60Hz ｺﾃｲ]と表示します。
■ 内部[ﾅｲﾌﾞ]
定常･故障周波数は 10.000～200.000Hz の範囲で設定できます。
定常周波数と故障周波数はそれぞれ個別に設定できるので、定常⇔故障の周波数急変や、周波数スイープができます。以下は設定例です。
▲、▼、◄、►でカーソルを【定常周波数】に移動し、

動作モード

ﾏﾆｭｱﾙ

テンキーで 50.1 実行と入力すると50.100定常周波数は[50.100]になります。

定常周波数(Hz)次に租調◄、微調►でカーソルを動作モード[50.100]の桁に移動し、モディファイを右に回すと[50.200]に、左に回すと[50.000]になります。

ﾏﾆｭｱﾙ
50.000

上記と同様に【故障周波数】も設定できます。

定常周波数(Hz)■ ライン同期[ﾗｲﾝ]
定常･故障周波数は電源入力ラインに同期します。同期周波数範囲は 45～65Hz です。
【定常･故障周波数】に[ﾗｲﾝ]と表示します。
■ 外部同期[ｶﾞｲﾌﾞ]
定常･故障周波数は周波数同期信号入力に同期します。同期周波数範囲は 45～65Hz です。
【定常･故障周波数】に[ｶﾞｲﾌﾞ]と表示します。

RX47173-23

3.4 出力信号の設定

A) 基準位相と周波数同期信号入出力
本器の各種(出力位相、故障開始位相)位相設定は、すべて内部の基準位相に対する値になります。内部の基準位相に等しい信号は下記の周波数同期信号出力です。
35 周波数同期信号出力(4705A 用)◯ロジック信号、立ち下がりが基準位相 0 ﾟ

33 周波数同期信号出力(TPR-33 用)◯±10V の方形波、立ち上がりが基準位相 0 ﾟ

周波数モードが外部同期のとき、基準位相は下記の周波数同期信号入力に同期します。
34 周波数同期信号入力(4705A 用)◯ロジック信号、立ち下がりが基準位相 0 ﾟ

32 周波数同期信号入力(TPR-33 用)◯

ロジック信号、立ち上がりが基準位相 0 ﾟ

本器の位相設定範囲は-359.9～+359.9 ﾟ(位相設定マイナス有のとき)となっており、遅れ･進
みいずれでも設定できます。
本器の位相設定は、遅れ位相が+となります。従って、90 ﾟと設定すると基準位相に対して 90 ﾟ
遅れとなり、-90 ﾟと設定すると 90 ﾟ進みになります。
出力位相は、自由に設定できますが、使用にあたっては、基準としたい出力の位相を 0゜に設定すると、分かりやすくなります。
｢図 3-53.4.2

電圧:0 ﾟ、電流:90 ﾟの出力波形｣

振幅･位相の設定

出力振幅の設定は、現在設定されているレンジの範囲に制限されます。したがってあらかじ
め必要なレンジに設定してから出力振幅を設定してください。
位相の設定範囲は 0～359.9 ﾟ(位相設定マイナス無のとき)、-359.9～+359.9 ﾟ(位相設定マイナス有のとき)となっています。
位相設定マイナス無/有の設定方法

z

シフト+特殊機能を押し、【設定/データ】を特殊機能の設定にします。
モディファイを回して[ｲｿｳ ｾｯﾃｲ]を選択します。

設定/データ

ｲｿｳ ｾｯﾃｲ
ﾏｲﾅｽ ﾅｼ▼でカーソルを下に移動します。

設定/データモディファイを回して[ﾏｲﾅｽ ﾅｼ]、[ﾏｲﾅｽ ｱﾘ]のいずれかを設定します。

設定/データ

ｲｿｳ ｾｯﾃｲ
ﾏｲﾅｽ ｱﾘ
振幅は【定常･故障電圧】【定常･故障電流】で設定します。

設定/データ

位相は【定常･故障電圧位相】【定常･故障電流位相】で設定します。
カーソルの項目移動は、▲、▼、◄、►でも行えますが、定常電圧、定常電流、故障電圧、故障電流で行ったほうが次のように便利です。

RX47173-24

3.4 出力信号の設定①

最初に定常電圧を押すとカーソルが【定常電圧】に移動します。

②

さらに定常電圧を押すとカーソルが【定常電圧位相】に移動します。

③

さらに定常電圧を押すとカーソルが【定常電圧】に戻ります。

以上は定常電流、故障電圧、故障電流でも同じです。
①→

定常電圧(V)②→③

定常電圧(V)

0.00

定常電圧(V)

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

定常電圧位相(ﾟ)

定常電圧位相(ﾟ)

定常電圧位相(ﾟ)カーソルが、振幅、位相の設定位置にあるとき、租調◄、微調►でのカーソル桁移動は、下3 桁に制限されます。
カーソルを設定する所に移動し、テンキーまたはモディファイで振幅･位相値を設定します。
■ 振幅、位相の設定例
電圧レンジを 40V、電流レンジを 0.4A にします。
定常電圧を押し、カーソルを【定常電圧】に移動します。テンキーで 40 実行と入力すると定常電圧が 40V になります。
定常電流を押し、カーソルを【定常電流】に移動します。テンキーで 0.4 実行と入力すると定常電流が 0.4A になります。

定常電圧(V)

定常電流(I)

40.0000.400000.0

0.0

定常電圧位相(ﾟ)

定常電流位相(ﾟ)もう一度定常電流を押し、カーソルを【定常電流位相】に移動します。テンキーで 300 実行と入力すると定常電流位相が 300 ﾟになります。

定常電圧(V)

定常電流(I)

40.0000.40000

0.0

300.0

定常電圧位相(ﾟ)

定常電流位相(ﾟ)租調◄を 2 回押し、カーソルを位相の十の桁に移動し、モディファイを左に 3 回まわすと、定常電流位相が 270 ﾟになります。

定常電圧(V)

40.000RX47173-25定常電流(I)

0.40000

0.0

270.0

定常電圧位相(ﾟ)

定常電流位相(ﾟ)3.4 出力信号の設定

A) 電流位相反転機能
シフト+電流位相反転で、定常または故障のうち、カーソルがある方の電流位相を 180 ﾟ反転
します。
定常電圧(V)

40.000定常電流(I)

0.0

270.0

定常電圧位相(ﾟ)

定常電流位相(ﾟ)

故障電圧(V)

故障電流(I)

0.000

定常電圧(V)

0.40000

0.00000

40.000
シフト+電流位相反転を押すと→定常電流(I)

0.400000.0

90.0

定常電圧位相(ﾟ)

定常電流位相(ﾟ)

故障電圧(V)

故障電流(I)

0.000

0.00000

0.0

0.0

0.0

0.0

故障電圧位相(ﾟ)

故障電流位相(ﾟ)故障電圧位相(ﾟ)

故障電流位相(ﾟ)35 周波数同期信号
下図は、定常電圧位相:0 ﾟ、定常電流位相:90 ﾟ(本設定例)としたときの、◯

出力と定常電圧･電流出力の出力波形です。

基準位相35 周波数◯同期信号出力

電圧
0ﾟ

電流
90ﾟ

図 3-5

RX4717

電圧:0 ﾟ、電流:90 ﾟの出力波形

3-26

3.4 出力信号の設定

3.4.3

波形切換

波形切換の設定は全相共通です。通常は正弦波を設定しますが、特別な試験などのとき設定を変更します。
波形切換を変更すると、安全のため出力は全相オフになります。
設定方法z

シフト+波形切換を押し、【設定/データ】を設定/データﾊｹｲ ｷﾘｶｴ

波形切換の設定にします。

ｾｲｹﾞﾝﾊ
設定/データ
設定/データモディファイを回して切り換える波形を選択し、実行を押します。

ﾊｹｲ ｷﾘｶｴ
ｺｳﾁｮｳﾊ1
設定/データ■ 正弦波[ｾｲｹﾞﾝﾊ]
正弦波を出力します。<高調波 任意波>は消灯します。
■ 高調波 1[ｺｳﾁｮｳﾊ 1]
高調波 1 を出力します。<高調波 任意波>が点灯します。
高調波 1 パラメタはあらかじめ入力しておきます。
■ 任意波[ﾆﾝｲﾊ]
任意波を出力します。<高調波 任意波>が点灯します。
波形は GPIB、RS-232C で設定します。波形を設定してないときは、正弦波になります。
｢5.2.5.C)

任意波形データの設定｣■ 高調波 2[ｺｳﾁｮｳﾊ 2]
高調波 2 を出力します。<高調波 任意波>が点灯します。
高調波 2 パラメタはあらかじめ入力しておきます。
■ +DC[+DC]、-DC[-DC]+DC/-DC を出力します。<高調波 任意波>が点灯し、【定常･故障周波数】に[+DC ﾁｭｳｲ]/[-DC ﾁｭｳｲ]と表示します。
+DC/-DC のとき、電流振幅は以下のように制限されます。
0.4A レンジ→最大 0.2A
4A レンジ→最大 2A
20A レンジ→最大 10A+DC/-DC は、扱いによっては危険なため、内部ディップスイッチで禁止/許可できます。内部
ディップスイッチで禁止するとメニューがでません。
｢2.3

RX4717

内部ディップスイッチの設定｣

3-27

3.4 出力信号の設定

A) 高調波 1 パラメタの設定
高調波 1 は設定された高調波の振幅と位相値から波形を演算し、波形メモリに書き込み、波形発生するものです。したがって高調波波形を出力中に高調波の振幅や位相をモディファイダ
イヤルで連続可変することはできません。
高調波 1 のパラメタは、各相の定常、故障を個別に設定します。
パラメタの構成は、1～25 次の振幅の割合(0.0～100.0%)と位相(0～359 ﾟ)です。なお、演算結果の波形が、基本波(1 次)100%のときの波高値を超えると、エラーになり設定されません。
波形切換が高調波 1 のとき、パラメタを変更して演算を実行すると、出力はオフになります。
設定方法z

シフト+特殊機能を押し、【設定/データ】を設定/データｺｳﾁｮｳﾊ1

特殊機能の設定にします。
モディファイを回して[ｺｳﾁｮｳﾊ 1]を選択します。
▼でカーソルを下に移動し、ﾃｲｼﾞｮｳV
設定/データ
設定/データモディファイでパラメタを入力する相と定常、故障を選択します。

ｺｳﾁｮｳﾊ1

相と定常、故障の表示は以下です。
[ﾃｲｼﾞｮｳ V]
定常電圧[ﾃｲｼﾞｮｳ I]
定常電流
[ｺｼｮｳ
V]
故障電圧
[ｺｼｮｳ
I]
故障電流
パラメタを入力する相と定常、故障を選択し、►を押すとﾃｲｼﾞｮｳV【設定/データ】がパラメタ入力になります。
(右は[ｺｼｮｳ

V]を選択したときの表示です)

上の右端の数字はパラメタの次数、設定/データ

設定/データVｺｼｮｳ

1100.0%
設定/データ下の単位が[%]のときは振幅、[ﾟ]のときは位相のパラメタ値です。
カーソルを上に移動し、モディファイを回すとパラメタ入力が以下のように変わります。
[1次:振幅]→[1次:位相]→[2次:振幅]……[24次:位相]→[25次:振幅]→[25次:位相]カーソルを下に移動し、テンキーまたはモディファイでパラメタ値を設定します。
パラメタ値を変更すると単位の右側に[X]と表示し、パラメタ値が変更され、まだ演算を行っていないことを示します。
変更が終了し実行を押すと、演算が行われ[X]が消えます。

設定/データ

Vｺｼｮｳ
30ﾟ

3
X

設定/データ【設定/データ】がパラメタ入力のとき、◄を押すと【設定/データ】が特殊機能の[ｺｳﾁｮｳﾊ 1]設定に戻り、再び、パラメタを入力する相と定常、故障を選択できます。

RX47173-28

3.4 出力信号の設定

B) 高調波 2 パラメタの設定
高調波 2 は、電圧出力の内部シンセサイザ信号を、電流出力の内部シンセサイザ信号に加算します。したがって、出力は電流出力のみとなり、電圧出力は使用できません。
高調波 2 は、高調波 1 と違い、含有する高調波の含有率、位相をモディファイなどで連続して可変できます。以下は設定するパラメタです。
高調波次数
特殊機能の[ｺｳﾁｮｳﾊ 2]で設定します。定常と故障で個別に設定します。
高調波振幅単位
特殊機能の[ｺｳﾁｮｳﾊ 2]で設定します。
基本波との同期のオン/オフ
特殊機能の[ｺｳﾁｮｳﾊ 2]で設定します。定常と故障は個別には設定できません。
基本波との同期をオフにすると非同期高調波が発生できます。
高調波振幅(%または A)、位相(ﾟ)【定常･故障電圧】【定常･故障電圧位相】で設定します。
基本波振幅(A)、位相(ﾟ)【定常･故障電流】【定常･故障電流位相】で設定します。
高調波次数、高調波振幅単位、基本波との同期のオン/オフの設定方法

z

シフト+特殊機能を押し、【設定/データ】を設定/データｺｳﾁｮｳﾊ2

特殊機能の設定にします。
モディファイを回して[ｺｳﾁｮｳﾊ 2]を選択します。

ﾃｲｼﾞｮｳｼﾞｽｳ
設定/データ▼でカーソルを下に移動し、モディファイで入力するパラメタを選択します。
定常次数[ﾃｲｼﾞｮｳｼﾞｽｳ]→ 2～25
故障次数[ｺｼｮｳｼﾞｽｳ]→ 2～25高調波振幅単位 [ﾀﾝｲ]→[%]、[A]
基本波との同期 [ﾄﾞｳｷ]→[ｵﾝ]、[ｵﾌ]►で、【設定/データ】を選択したパラメタ入力にし、モディファイで入力します。
定常次数、故障次数の入力は、実行で完了します。
設定/データﾃｲｼﾞｮｳｼﾞｽｳ

設定/データｺｼｮｳｼﾞｽｳ

2
設定/データ3
設定/データ

高調波振幅単位と基本波との同期は、モディファイでの入力のみで完了します。同期をオフにすると、高調波位相(ﾟ)の設定は無効になり、設定できなくなります。
設定/データﾀﾝｲ

設定/データﾄﾞｳｷ%

設定/データｵﾝ
設定/データ◄を押すと【設定/データ】が特殊機能の[ｺｳﾁｮｳﾊ 2]設定に戻り、再び、入力するパラ
メタを選択できます。

RX47173-29

3.4 出力信号の設定■ 高調波振幅･位相、基本波振幅･位相の設定方法
波形切換を高調波 2 にすると、蛍光表示器の振幅･位相表示が以下になります。
定常電圧(V)

定常次数を表示2ｼﾞ
基本波との同期
オフのときは[------]と表示

定常電流(I)

0.0%
0.0

0.00
ｷﾎﾝ

0.0

定常電圧位相(ﾟ)

定常電流位相(ﾟ)

故障電圧(V)

故障電流(I)

0.0%
故障次数を表示3ｼﾞ

0.0

故障電圧位相(ﾟ)

0.00
ｷﾎﾝ

0.0

故障電流位相(ﾟ)

動作モードが以下のときは、含有する高調波次数は、定常次数の設定のみとなります。
故障次数の設定は無効になり、表示しません。
通常スイープ[ｽｲｰﾌﾟ]サーチスイープ[ｻ-ﾁｽｲｰﾌﾟ]
DSK サーチスイープ [DSK ｽｲｰﾌﾟ]
高調波振幅単位が[%]のとき

z

高調波振幅は、設定した基本波振幅に対する含有率となります。100%を超える値は設定できませんので、基本波振幅を超えることはできません。
なお、基本波振幅と高調波含有率(%)の値の合計が、レンジフルスケールを越えるとエラーになり設定されません。
例)

レンジ 0.4A、基本波振幅 0.30000A のとき、設定できる高調波含有率の最大値は 33.3%

基本波との同期オフ

定常電圧(V)

定常電流(I)

33.3%
2ｼﾞ -----定常電圧位相(ﾟ)0.30000
ｷﾎﾝ

0.0

定常電流位相(ﾟ)

高調波振幅単位が[A]のとき

z

高調波振幅は、絶対値となります。高調波振幅単位が[%]のときとは違い、高調波振幅が基本波振幅を超える設定もできます。
なお、基本波振幅と高調波振幅の値の合計が、レンジフルスケールを越えるとエラーになり設定されません。
例)

レンジ 0.4A、基本波振幅 0.00000A のとき、設定できる高調波振幅の最大値は 0.40000A

基本波との同期オン

定常電圧(V)

2ｼﾞ

270.0

定常電圧位相(ﾟ)RX4717定常電流(I)

0.40000A

3-30

0.00000
ｷﾎﾝ

0.0

定常電流位相(ﾟ)3.5 動作モード

3.5

動作モード

本器は動作モードの設定により、急変、スイープ、カウンタ計測などの動作をします。
動作モードには以下の 9 種があり、設定した動作モードは【動作モード】に表示します。
マニュアルモード[ﾏﾆｭｱﾙ]
急変モード[HLD ｷｭｳﾍﾝ]、[NHD ｷｭｳﾍﾝ]動作･復帰同時計測モード[ﾄﾞｳｻ|ﾌｯｷ]
通常スイープ[ｽｲｰﾌﾟ]サーチスイープ[ｻ-ﾁｽｲｰﾌﾟ]
DSK サーチスイープ[DSK ｽｲｰﾌﾟ]
95 試験モード[95 ｼｹﾝ]SOR 急変モード[SOR ｷｭｳﾍﾝ]動作モードを変更すると、安全のため出力は全相オフになります。
設定方法z

設定/データ

動作モードを押し、【設定/データ】を動作モードの設定にします。
モディファイで設定する動作モードを選択し、実行を押します。

ﾄﾞｳｻ ﾓｰﾄﾞ
HLDｷｭｳﾍﾝ
設定/データ定常は増幅器出力を定常、故障は故障に設定します。
スイープ▲、停止、スイープ▼は出力設定値がスイープします。
出力設定値の状態は、これらの動作指令キーの LED で確認できます。
故障は PSW モードの設定によって、オルタネート、モーメンタリ動作を設定できます。
■ PSW モードの設定方法
シフト+特殊機能を押し、【設定/データ】を特殊機能の設定にします。
モディファイを回して[PSW ﾓｰﾄﾞ]を選択します。

設定/データPSWﾓｰﾄﾞ▼でカーソルを下に移動します。

ｵﾙﾀﾈｰﾄモディファイを回して[ﾓｰﾒﾝﾀﾘ](正面パネル<ｵﾙﾀﾈｰﾄ>が消灯)

設定/データ[ｵﾙﾀﾈｰﾄ](正面パネル<ｵﾙﾀﾈｰﾄ>が点灯)を設定します。

PSW モードをオルタネートに設定すると、故障を押すと出力が故障になり、離しても故z障のままです。出力を定常に戻す場合は、もう一度故障を押すか、定常を押します。
PSW モードをモーメンタリに設定すると、故障を押すと出力が故障になり、離すと定常zに戻ります。計測中に異常があった場合、故障を離すことで、瞬時に出力を定常に戻すことができます。
離す
押す
離す
故障 押す
故障

増幅器出力

定常または故障

PSW モードがモーメンタリ
定常

故障

図 3-6

RX4717

PSW モードがオルタネートPSW モードの動作

3-31

定常

3.5 動作モード

3.5.1

トリップ入力と動作スタート入力■ トリップ入力の動作
トリップ入力は、保護リレーの動作信号入力端子です。この端子の入力信号により、動作モ
ードによって以下の動作をします。
マニュアルモード
動作しない
急変モード
カウンタ計測と定常･故障の制御動作･復帰同時計測モード
カウンタ計測通常スイープ
スイープ停止(動作･復帰値の計測)
サーチスイープ
スイープ停止(動作･復帰値の計測)
ディスクサーチスイープ
スイープ停止(動作･復帰値の計測)
95 試験モード
動作･復帰周波数とカウンタ計測
SOR 急変モード
トリップ変化有り/無しの監視■ 動作スタート入力の動作
動作スタート入力は急変･スイープ動作の開始を外部から行うための信号入力です。この端子の入力信号により、動作モードによって以下の動作をします。
マニュアルモード
動作しない
急変モード
動作開始と動作停止の制御
動作･復帰同時計測モード
動作開始と動作停止の制御
通常スイープ
動作開始のみサーチスイープ
動作しない
ディスクサーチスイープ
動作しない
95 試験モード
動作開始のみSOR 急変モード
動作開始のみ！

z

注意動作モードが急変モードと動作･復帰同時計測モードのとき
動作スタート入力の動作で急変動作開始となり、復帰で定常値に戻ります。したがって動作スタート入力信号にチャッタがありますと、瞬時に信号が除去されたと判断し、直ちに定常値に戻ってしまいます。動作スタート入力信号にはチャッタがないことが必要です。
どうしてもチャッタが除去できない場合には動作スタート入力ストップ設定を不使用[ﾌｼﾖｳ]に設定します。
｢3.5.1.D) 動作スタート入力ストップ設定｣
この設定によりチャッタで定常に戻ることがなくなります。この場合、定常に戻すには以下の操作となります。
PSW モードがオルタネートのとき定常または故障を押す。
PSW モードがモーメンタリのとき故障を離す。

RX47173-32

3.5 動作モード

A) トリップ入力論理の設定
トリップ入力は、標準では電圧が印加(あるいは接点が短絡)の場合を動作、電圧が除去(あるいは接点が開放)の場合を復帰としています。この論理が逆な場合には、信号入力の論理を反転させます。標準の設定は[↑a ｲﾝｶ]、逆の設定は[↓b ｼﾞｮｷｮ]です
設定方法z

トリップ入力:b で、[↑a ｲﾝｶ]と[↓b ｼﾞｮｷｮ]が、交互に切り換わります。
[↑a ｲﾝｶ]を設定すると、正面パネルの<トリップ:b>とトリップ入力:b が消灯します。
[↓b ｼﾞｮｷｮ]を設定すると、正面パネルの<トリップ:b>とトリップ入力:b が点灯します。
下記のように考えて、設定の確認をしてください。
z

保護リレーが動作して信号を発生する場合(電圧が Low から High、または接点が開放から短絡)は、[↑a ｲﾝｶ]に設定し、<トリップ:b>を消灯させます。

z

保護リレーが動作して信号がなくなる場合(電圧が High から Low、または接点が短絡から開放)は、[↓b ｼﾞｮｷｮ]に設定し、<トリップ:b>を点灯させます。

正面パネルの<トリップ信号>は、設定にかかわりなく電圧が印加(接点が短絡)されたときに点灯します。

B) トリップ入力チャッタ除去機能の設定
機械式保護リレーの場合、接点変化時にチャッタが含まれ、動作･復帰点の判定が困難な場合が生じることがあります。
チャッタ除去機能は、このための機能で、機能をオンすると、信号が変化してから設定した時間以上チャッタがないとき、信号が変化したと認識します。
チャッタ除去機能が[ｵﾝ]のとき、カウンタ計測値はチャッタ除去時間によって補正されます。
｢3.5.3.A)

カウンタ｣

接点開放
トリップ入力接点短絡
接点開放
トリップ入力、内部での認識
接点短絡

チャッタ除去時間

図 3-7

チャッタ除去機能の動作

設定方法

z

シフト+特殊機能を押し、【設定/データ】を特殊機能の設定にします。
モディファイを回して[ﾁｬｯﾀ ｼﾞｶﾝ]を選択します。
▼でカーソルを下に移動し、モディファイを回して設定/データﾁｬｯﾀ ｼﾞｶﾝ
ｵﾌ

機能の[ｵﾌ](正面パネル<チャッタ時間>が消灯)、

設定/データ

機能の[ｵﾝ](正面パネル<チャッタ時間>が点灯)を選択し、►を押します。
設定/データテンキーまたはモディファイでチャッタ除去時間を設定します。
(1～100ms)

RX4717

ﾁｬｯﾀ ｼﾞｶﾝ
12ms
設定/データ3-33

3.5 動作モード

C) 動作スタート入力論理の設定
動作スタート入力は、標準では電圧が印加(あるいは接点が短絡)の場合を動作、電圧が除去(あるいは接点が開放)の場合を復帰としています。この論理が逆な場合には、信号入力の論理を反転させます。
標準の設定は[↑a ｲﾝｶ]、逆の設定は[↓b ｼﾞｮｷｮ]です。
設定方法z

シフト+特殊機能を押し、【設定/データ】を特殊機能の設定にします。
モディファイを回して[ｽﾀ-ﾄﾆｭｳﾘｮｸ]を選択します。
▼でカーソルを下に移動し、モディファイを回して[↑a ｲﾝｶ](正面パネル<スタート:b>が消灯)、

設定/データｽﾀ-ﾄﾆｭｳﾘｮｸ
↑a ｲﾝｶ
設定/データ[↓b ｼﾞｮｷｮ](正面パネル<スタート:b>が点灯)を設定します。
正面パネルの<動作スタート>は、設定にかかわりなく電圧が印加(接点が短絡)されたときに点灯します。

D) 動作スタート入力ストップ設定
ストップ設定は動作スタート入力が除去されたとき動作を停止するか、しないかの設定です。
停止するが使用[ｼﾖｳ]、停止しないが不使用[ﾌｼﾖｳ]と設定します。
設定方法

z

シフト+特殊機能を押し、【設定/データ】を特殊機能の設定にします。
モディファイを回して[ｽﾄｯﾌﾟｾｯﾃｲ]を選択します。
▼でカーソルを下に移動し、モディファイを回して[ｼﾖｳ]、[ﾌｼﾖｳ]を設定します。

設定/データｽﾄｯﾌﾟｾｯﾃｲ
ﾌｼﾖｳ
設定/データ■ 使用[ｼﾖｳ]
ストップ設定が使用[ｼﾖｳ]のとき、動作スタート入力の除去によって動作停止指令となり動作を停止します。動作モードが以下のとき有効です。
急変モード
動作･復帰同時計測モード
動作が停止すると出力は定常値に戻り、次の動作開始指令で再び動作を開始します。
なお、動作モードが上記以外のときは、ストップ設定は使用[ｼﾖｳ]でも不使用[ﾌｼﾖｳ]の動作になります。
■ 不使用[ﾌｼﾖｳ]
ストップ設定が不使用[ﾌｼﾖｳ]のときは、動作を停止しません。ワンショットのパルス信号で動作をスタートしたい場合や信号のチャッタが除去できないときに、不使用[ﾌｼﾖｳ]にします。
ストップ設定が不使用[ﾌｼﾖｳ]のとき、定常に戻すには以下の操作となります。

RX4717

PSW モードがオルタネートのとき定常または故障を押す。

PSW モードがモーメンタリのとき故障を離す。

3-34

3.5 動作モード

3.5.2

マニュアルモードの動作マニュアルモードは、保護リレーの概略動作をチェックするためのモードです。トリップ入力、動作スタート入力に影響を受けず、カウンタも動作しませんが、定常、故障により、増幅器出力を定常、故障に設定します。
マニュアルモードはトリップ入力、動作スタート入力の動作には影響を受けませんが、正面パネルの<トリップ信号>、<動作スタート>で動作状態をモニタすることができます。したがって、これらの LED を観測しながら設定値を変化させることで、保護リレーの動作･復帰点を計測することができます。

3.5.3

急変モードの動作

急変モードは保護リレーの動作時間(動特性)を計測するためのモードです。本器出力が故障に急変してから、トリップ入力に信号が加わるまでの時間などを計測します。
急変モードには、ホールド急変[HLD ｷｭｳﾍﾝ]とノンホールド急変[NHD ｷｭｳﾍﾝ]とがあります。
故障継続時間、プリトリガ時間、故障開始位相の機能は、このモードのときのみ有効になります。
動作開始指令は、故障または動作スタート入力になります。
動作停止指令は、定常または故障(PSW モードの設定による)、動作スタート入力(ストップ設定が使用のとき)、故障継続時間(機能がオンのとき)になります。
■ ホールド急変[HLD ｷｭｳﾍﾝ]-HLD は保持の略で、永久故障を模擬しています。以下の動作となります。
動作開始指令により、増幅器出力が故障に急変します。
↓
カウンタ設定自動復帰[ｵﾝ]のとき、カウンタモードが[ｲﾝﾀﾊﾞﾙ]か[ｽﾀｰﾄｹｲｿｸ]のときはトリップ入力の動作で、[ﾜﾝｼｮｯﾄ]のときは復帰で、定常に戻ります。
カウンタ設定自動復帰[ｵﾌ]のとき、トリップ入力があっても故障のままです。
↓
この後、トリップ入力が変化しても出力は変化しません。
↓
動作停止指令で、出力は定常となり、この後、トリップ入力が変化しても出力は変化しません。

RX47173-35

3.5 動作モード

動作開始が故障、動作停止が故障の場合(PSW モードがモーメンタリ)
離す
故障
押す
プリトリガ時間または故障開始位相の待ち時間

急変指令
直接出力

約0.1s

プリトリガ時間と故障開始位相が[ｵﾌ]のとき

急変指令
遅延出力
プリトリガ
出力

カウンタモードが[ｲﾝﾀﾊﾞﾙ][ｽﾀｰﾄｹｲｿｸ]のとき

トリップ
入力

カウンタモードが[ﾜﾝｼｮｯﾄ]のとき
増幅器出力

定常

図 3-8

故障

定常

ホールド急変の動作、カウンタ設定自動復帰[ｵﾝ]動作開始が動作スタート入力(ストップ設定が使用)の動作、動作停止が復帰の場合
動作スタート入力
プリトリガ時間または
急変指令
故障開始位相の待ち時間
直接出力
約0.1s
プリトリガ時間と急変指令
故障開始位相が[ｵﾌ]のとき
遅延出力
プリトリガ
出力
トリップ
入力
増幅器出力

定常

図 3-9

RX4717

故障

ホールド急変の動作、カウンタ設定自動復帰[ｵﾌ]

3-36

定常

3.5 動作モード■ ノンホールド急変[NHD ｷｭｳﾍﾝ]-NHD は非保持の略で、アーク故障を模擬しています。以下の動作となります。
動作開始指令により、増幅器出力が故障に急変します。
↓
トリップ入力が動作すると、定常に戻ります。
↓
トリップ入力が復帰すると、再び故障に急変します。
↓
この後もトリップ入力により、定常と故障の急変が繰り返されます。
↓
動作停止指令で、出力は定常となり、この後、トリップ入力が変化しても出力は変化しません。
動作開始が動作スタート入力(ストップ設定が不使用)の動作、動作停止が定常の場合
動作スタート入力
定常

離す
押す
プリトリガ時間または故障開始位相の待ち時間

急変指令
直接出力

約0.1s

プリトリガ時間と故障開始位相が[ｵﾌ]のとき

急変指令
遅延出力
プリトリガ
出力
トリップ
入力
増幅器出力

定常

故障

図 3-10RX4717

定常

ノンホールド急変の動作

3-37

故障

定常

3.5 動作モードA) カウンタ
急変モードのときには、保護リレーの動作特性を計測するため、カウンタが動作します。
カウンタモード(カウンタの計測モード)は 4 種類あり、[HLD ｷｭｳﾍﾝ]と[NHD ｷｭｳﾍﾝ]で、設定できるカウンタモードの内容が違います。
[HLDｷｭｳﾍﾝ]のとき→

インタバル[ｲﾝﾀﾊﾞﾙ]、ワンショット[ﾜﾝｼｮｯﾄ]、スタート計測[ｽﾀｰﾄｹｲｿｸ][NHDｷｭｳﾍﾝ]のとき→

インタバル[ｲﾝﾀﾊﾞﾙ]、トレイン[ﾄﾚｲﾝ]

設定方法

z

動作モードを急変モードに設定すると、【カウンタモード/スイープ時間】にカウンタ
ｶｳﾝﾀ/ｽｲｰﾌﾟ

モードを表示します。▲、▼、◄、►でカーソルを

0.0ms【カウンタモード/スイープ時間】に移動し、ｲﾝﾀﾊﾞﾙモディファイを回して設定します。

ｶｳﾝﾀﾓｰﾄﾞ/ｽｲｰﾌﾟ時間

インタバル、ワンショット、トレインの計測内容は下図です。
A：[ｲﾝﾀﾊﾞﾙ]、故障急変からトリップ入力動作まで
B：[ﾜﾝｼｮｯﾄ]、トリップ入力動作からトリップ入力復帰まで
A

B

C

D

E

トリップ
入力
増幅器出力

定常

故障

B+C+D+E…：[ﾄﾚｲﾝ]、トリップ入力動作時間の積算

図 3-11

インタバル、ワンショット、トレインの計測内容

スタート計測は、動作スタート入力の動作からトリップ入力の動作までの時間を計測します。
本器のカウンタをミリセコとして使用できます。
A：[ｽﾀｰﾄｹｲｿｸ]、動作スタート入力動作からトリップ入力動作まで
動作スタート
入力

A

トリップ
入力

図 3-12

スタート計測の計測内容

注: スタート計測のときの動作開始指令は故障のみです。動作スタート入力では動作開始しません。

RX47173-38

3.5 動作モード■ カウンタ設定自動復帰の設定
自動復帰の設定は、[HLD ｷｭｳﾍﾝ]のときのみに有効になります。
シフト+特殊機能を押し、【設定/データ】を特殊機能の設定にします。
モディファイを回して[ｶｳﾝﾀ ｾｯﾃｲ]を選択します。
▼でカーソルを下に移動し、モディファイを回して設定/データｶｳﾝﾀ ｾｯﾃｲ
ｼﾞﾄﾞｳﾌｯｷ[ｼﾞﾄﾞｳﾌｯｷ]を選択し、►を押します。

設定/データ
設定/データモディファイで[ｵﾝ]または[ｵﾌ]を設定します。

ｼﾞﾄﾞｳﾌｯｷｵﾝ
設定/データオンのとき、トリップ入力で増幅器出力が定常に復帰します。通常はこちらに設定しまzす。
オフのとき、トリップ入力で増幅器出力が定常に復帰せず故障のままです。増幅器出力zは動作停止指令で定常に復帰します。変化幅リレーなどのとき、カウンタ測定が終了しても増幅器出力を定常に復帰させたくない場合に、この設定にします。
■ カウンタ計測値
カウンタ計測値は【カウンタ/スイープ】に表示します。計測レンジは以下の 3 レンジで、計測時間によってオートレンジとなっています。

ｶｳﾝﾀ/ｽｲｰﾌﾟ(999.99s を超えるとエラーになり計測できなくなります)12.136s

0.0～9999.9ms

ｲﾝﾀﾊﾞﾙ10.000～99.999s

ｶｳﾝﾀﾓｰﾄﾞ/ｽｲｰﾌﾟ時間

100.00～999.99s
カウンタ計測値のクリア方法は、カウンタ設定カウンタクリアに、動作開始で自動的にクリアする[ｵｰﾄ]と、カウンタクリアでのみクリアする[ﾏﾆｭｱﾙ]があります。[ｵｰﾄ]で動作できるカ
ウンタモードは以下です。
[HLD ｷｭｳﾍﾝ]のとき→[ｲﾝﾀﾊﾞﾙ]、[ｽﾀｰﾄｹｲｿｸ][NHD ｷｭｳﾍﾝ]のとき→[ｲﾝﾀﾊﾞﾙ]
以下のカウンタモードのときは、[ｵｰﾄ]でも、カウンタクリアでのみ、カウンタ計測値がクリアします。
[HLD ｷｭｳﾍﾝ]のとき→[ﾜﾝｼｮｯﾄ][NHD ｷｭｳﾍﾝ]のとき→[ﾄﾚｲﾝ]
カウンタ設定カウンタクリアの設定方法

z

シフト+特殊機能を押し、【設定/データ】を特殊機能の設定にします。
モディファイを回して[ｶｳﾝﾀ ｾｯﾃｲ]を選択します。
▼でカーソルを下に移動し、モディファイを回して[ｶｳﾝﾀｸﾘｱ]を選択し、►を押します。

設定/データｶｳﾝﾀ ｾｯﾃｲ
ｶｳﾝﾀｸﾘｱ
設定/データ
設定/データモディファイで[ｵｰﾄ]または[ﾏﾆｭｱﾙ]を設定します。

ｶｳﾝﾀｸﾘｱ
ｵｰﾄ
設定/データRX47173-39

3.5 動作モード■ トリップ入力チャッタ除去機能[ｵﾝ]によるカウンタ計測値の補正
本器はチャッタ除去機能がオフの場合、トリップ入力に加えられた信号にチャッタが含まれていると最初の信号変化で時間計測を行います。
信号の変化の状態が安定したところで時間計測を行いたい場合、チャッタ除去機能を[ｵﾝ]に｢3.5.1.B)

します。

トリップ入力チャッタ除去機能の設定｣

チャッタ除去機能が[ｵﾝ]のとき、下図のように計測値を補正し、補正した結果をカウンタ計
測値として表示します。
A：[ｲﾝﾀﾊﾞﾙ]または[ｽﾀｰﾄｹｲｿｸ]の補正したカウンタ計測値
B：[ﾜﾝｼｮｯﾄ]の補正したカウンタ計測値
増幅器出力

定常

トリップ入力の内部での認識

故障
A
B

トリップ
入力
チャッタ除去時間[ﾄﾚｲﾝ]のときはカウンタ計測値の補正はしません

図 3-13RX4717

トリップ入力チャッタ除去機能[ｵﾝ]のときのカウンタ計測値

3-40

3.5 動作モード

B) 故障継続時間
増幅器の故障値出力の状態を、長時間継続したくない場合に使用する機能です。
機能を[ｵﾝ]にすると、増幅器出力が故障に急変してから設定時間経過すると、強制的に動作を停止し、増幅器出力を定常に戻します。
設定方法

z

シフト+故障継続時間を押し、【設定/データ】を故障継続時間の設定にします。
設定/データモディファイを回して機能の[ｵﾝ]、[ｵﾌ]を設定します。

ｹｲｿﾞｸ

機能を[ｵﾝ]すると正面パネルの<故障継続時間>が点灯します。

ｵﾌ

1.000s
設定/データ▼でカーソルを下に移動し、テンキーまたはモディファイで設定/データｹｲｿﾞｸ

故障継続時間を設定します。

ｵﾝ

5.000s(0.001～65.000s)

設定/データ

動作モードが急変モード以外のときは、機能[ｵﾝ]でも正面パネルの<故障継続時間>は消灯し、この機能は動作しません。
故障継続時間は、計測にかかる予想時間よりも少し長く設定します。設定や接続の間違いなどで計測が終了しないとき、故障継続時間が経過すると増幅器出力が定常にもどります。
急変指令
直接出力

約0.1s
プリトリガ時間または故障開始位相の待ち時間

急変指令
遅延出力

故障継続時間

プリトリガ
出力
トリップ
入力
増幅器出力

定常

故障

図 3-14RX4717

定常

故障継続時間の動作

3-413.5 動作モード

C) プリトリガ時間と故障開始位相
プリトリガ時間(故障遅延時間)は、動作開始指令から、実際に増幅器出力が故障に急変するまでの遅延時間を設定します。オシロに出力するための送り出し時間の設定や、対向試験の伝送時間の調整に役立つ機能です。
プリトリガ時間の設定方法

z

シフト+プリトリガ時間を押し、【設定/データ】をプリトリガ時間の設定にします。
モディファイを回して機能の[ｵﾝ]、[ｵﾌ]を設定します。

設定/データﾌﾟﾘﾄﾘｶﾞｵﾝ

10ms

機能を[ｵﾝ]すると正面パネルの<プリトリガ時間>が点灯します。

設定/データ
設定/データ▼でカーソルを下に移動し、テンキーまたはモディファイでﾌﾟﾘﾄﾘｶﾞｵﾝ

10ms

プリトリガ時間を設定します。(10～6000ms)

設定/データ

故障開始位相は、動作開始指令から、実際に増幅器出力が故障に急変するときの位相を設定します。位相設定値は基準位相に対する遅れ位相の相対値になります。
｢3.4.1.A)

基準位相と周波数同期信号入出力｣

故障開始位相の設定方法

z

シフト+特殊機能を押し、【設定/データ】を特殊機能の設定にします。
モディファイを回して[ｺｼｮｳ ｶｲｼｲｿｳ]を選択します。
▼でカーソルを下に移動し、モディファイを回して機能の[ｵﾝ]、[ｵﾌ]を設定します。

設定/データｺｼｮｳ ｶｲｼｲｿｳ
ｵﾝ
設定/データ

機能を[ｵﾝ]すると正面パネルの<故障開始位相>が点灯します。
►を押し、テンキーまたはモディファイで故障開始位相を設定します。(0.0～359.9 ﾟ)

設定/データｺｼｮｳ ｶｲｼｲｿｳ
0.0ﾟ
設定/データ

動作モードが急変モード以外のときは、機能[ｵﾝ]でも正面パネルの<プリトリガ時間><故障開始位相>は消灯し、これらの機能は動作しません。
プリトリガ時間と故障開始位相の機能[ｵﾝ]、[ｵﾌ]によって、動作開始指令(急変指令直接出力)に対する故障急変(急変指令遅延出力)の遅延は以下になります。
両方[ｵﾌ]

遅延しない

プリトリガ時間のみ[ｵﾝ] プリトリガ時間経過後に急変

RX4717

故障開始位相のみ[ｵﾝ]故障開始位相になってから急変

両方[ｵﾝ]

プリトリガ時間経過後、故障開始位相になってから急変

3-42

3.5 動作モード

プリトリガ時間[ｵﾝ]45ms、故障開始位相[ｵﾝ]180.0 ﾟのときの急変タイミング

z

動作モード

定常電圧(V)

HLDｷｭｳﾍﾝ

定常電流(I)

100.001.0000

0.0ms

90.0

ｲﾝﾀﾊﾞﾙ

90.0

50.000定常周波数(Hz)

定常電圧位相(ﾟ)ﾏｽﾀ/ｽﾚｰﾌﾞ

故障電圧(V)

ｶｳﾝﾀ/ｽｲｰﾌﾟ

定常電流位相(ﾟ) ｶｳﾝﾀﾓｰﾄﾞ/ｽｲｰﾌﾟ時間
故障電流(I)

設定/データ

ﾀﾝﾄﾞｸ

50.00

2.0000 ｺｼｮｳ ｶｲｼｲｿｳ

50.000

90.0

180.0

故障電圧位相(ﾟ)

故障電流位相(ﾟ)故障周波数(Hz)180.0ﾟ
設定/データ

急変指令
直接出力
急変指令
遅延出力

プリトリガ時間45ms

故障開始位相待機遅延

35 周波数◯同期信号
出力

図 3-15

プリトリガ時間と故障開始位相[ｵﾝ]の急変開始タイミング例

プリトリガ時間と故障開始位相が[ｵﾝ]のため、動作開始指令からプリトリガ時間 45ms が経過した後、内部基準位相が 180 ﾟで急変が起こります。したがって、動作開始指令から急変が起こるまで、動作開始指令と基準位相のタイミングにより、プリトリガ時間後、最大 1
波形分(50Hz 時は 0～20ms)ばらつくことになります。
定常電圧位相設定値が 90 ﾟのため、電圧は位相が 90 ﾟのとき故障急変が起こります。定常
電圧位相と故障電圧位相は同じため、位相の不連続は起きませんが、振幅が半分になります。
電流は、定常位相が 90 ﾟ、故障位相が 180 ﾟのため、故障急変で位相 90 ﾟの不連続が起こります。振幅が倍になります。

RX47173-43

3.5 動作モード

3.5.4

動作･復帰同時計測モードの動作

動作･復帰同時計測モードは、保護リレーの動作時間と、復帰時間を 1 回の操作で測定できます。
動作開始指令は、故障または動作スタート入力になります。
動作停止指令は、定常または故障(PSW モードの設定による)、動作スタート入力(ストップ設定が使用のとき)になります。
開始
動作指令
停止
急変指令
遅延･直接出力

約0.1s

プリトリガ
出力
A

B

C

トリップ
入力
増幅器出力

定常

故障

図 3-16定常

動作･復帰同時計測モードの動作

動作開始指令を受け、増幅器出力が故障に急変し、トリップ入力(リレーの応答)の動作までの A:動作時間を計測します。
↓
トリップ入力の動作から、設定された B:故障待機時間まで故障の印加を続けます。
↓
B:故障待機時間が経過すると定常に復帰し、トリップ入力(リレーの応答)の復帰までの C:復帰時間を計測します。
故障待機時間の設定方法

z

動作モードを動作･復帰同時計測モードにすると【設定/データ】が故障待機時間の設定になります。または、シフト+動作･復帰 WT を押し、【設定/データ】を故障待機時間の設定にします。

設定/データ▼でカーソルを下に移動し、テンキーまたはモディファイ

ﾄﾞｳｻﾌｯｷWT
0.01s

で故障待機時間を設定します。(0.01～9.99s)

設定/データ

動作･復帰同時計測モードではカウンタモードはインタバルのみです。計測値が動作指令を受けるごとにクリアされますので、計測後、カウンタクリアを押す必要がなく、連続して計測ができます。

設定/データ

計測結果は、【設定/データ】に表示します。

TS:1252.2m←動作時間(msまたはs)

TR:10.759s←復帰時間(msまたはs)

設定/データRX47173-44

3.5 動作モード

3.5.5

通常スイープの動作

通常スイープは、保護リレーの動作･復帰値(静特性)を計測するための動作モードで、増幅器
出力が定常値から故障値(動作値計測)、故障値から定常値(復帰値計測)へ連続的に変化します。
スイープできる項目z

周波数(周波数モードが内部のとき)、振幅、位相です。定常･故障値を同じ値に設定すれば、その項目はスイープせず一定となります。定常値に対し故障値は、計測する保護
リレーが完全に動作する設定にします。
スイープ時間の設定方法

z

動作モードを通常スイープに設定すると、【カウンタモード/スイープ時間】にスイー
ｶｳﾝﾀ/ｽｲｰﾌﾟ

プ時間を表示します。▲、▼、◄、►でカーソルを0.00s【カウンタモード/スイープ時間】に移動し、100.0 s

テンキーまたはモディファイで設定します。(1.0～1000.0s)

ｶｳﾝﾀﾓｰﾄﾞ/ｽｲｰﾌﾟ時間【カウンタ/スイープ】は、出力値のスイープ位置を表示します。また、手動スイープのとき
は、出力値のスイープ位置をここで設定します。
設定したスイープ時間が[100.0s]のとき、ここの表示と出力値は以下になります。
[

0.00s] → 定常値[ 50.00s] → 定常値と故障値の真中[100.00s] → 故障値
出力値は【定常周波数】【定常電圧･電流】【定常電圧･電流位相】に表示します。以下は定常周波数[50.000Hz]、定常電圧[100.00V]、定常電流[10.000A]、定常電圧･電流位相[0.0 ﾟ]のとき表示例です。
動作モード

定常電圧(V)

定常電流(A)

ｶｳﾝﾀ/ｽｲｰﾌﾟ

ｽｲｰﾌﾟ

50.00

5.000

50.00s50.000

-45.0

135.0

100.0 s

定常周波数(Hz)

定常電圧位相(ﾟ)

定常電流位相(ﾟ)ｶｳﾝﾀﾓｰﾄﾞ/ｽｲｰﾌﾟ時間

マスタ/スレーブ

故障電圧(V)

故障電流(A)

設定/データ

ﾀﾝﾄﾞｸ

0.00
-90.0

270.0

故障電圧位相(ﾟ)

故障電流位相(ﾟ)50.000故障周波数(Hz)0.000 ﾄﾞｳｻ ﾓｰﾄﾞ
ｽｲｰﾌﾟ
設定/データ位相のスイープは、上例のように定常値よりも故障値が大きいときは遅れ方向に、小さいときは進み方向にスイープします。

RX47173-45

3.5 動作モード

ｶｳﾝﾀ/ｽｲｰﾌﾟ

通常スイープには自動スイープと手動スイープがあります。

M

手動スイープに設定すると、スイープ位置の先頭に[M]と表示します。
自動スイープと手動スイープの切り換え方法

z

0.00s
100.0 s

ｶｳﾝﾀﾓｰﾄﾞ/ｽｲｰﾌﾟ時間

シフト+特殊機能を押し、【設定/データ】を特殊機能の設定にします。
モディファイを回して[ｼｭﾄﾞｳｽｲｰﾌﾟ]を選択します。
▼でカーソルを下に移動し、モディファイを回して[ｵﾌ]で自動スイープ、[ｵﾝ]で手動スイープになります。

設定/データｼｭﾄﾞｳｽｲｰﾌﾟ
ｵﾌ
設定/データA) 手動スイープ
手動スイープのスイープ時間は、定常値から故障値までのステップ分解能になります。
▲、▼、◄、►でカーソルを【カウンタ/スイープ】に移動し、スイープ位置をテンキーまたはモディファイで設定します。

ｶｳﾝﾀ/ｽｲｰﾌﾟ

M

12.34s100.0 s

ｶｳﾝﾀﾓｰﾄﾞ/ｽｲｰﾌﾟ時間

手動スイープのときは、動作指令、動作スタート入力は動作しませんが、正面パネルの<トリップ信号>によってトリップ入力をモニタできます。
よって、<トリップ信号>をモニタしながら、保護リレーの動作･復帰値の計測ができます。

RX47173-46

3.5 動作モード

B) 自動スイープ
自動スイープのスイープ時間は、定常値から故障値まで、または故障値から定常値までにスイープする時間です。
動作開始指令は、スイープ▲、スイープ▼または動作スタート入力になります。
動作停止指令は、定常、故障、停止になります。
■ 定常値から故障値方向のスイープ操作例
定常値から故障値方向のスイープは保護リレーの動作点を見つけるためのスイープなので、スイープ開始の際にトリップ入力が不動作状態であることが必要です。
z定常を押し、出力値を定常にします。このときトリップ入力はありません。

zスイープ▼を押すか、動作スタート入力動作で、定常値から故障値方向へスイープします。(スイープ▼の LED が点灯)

z

停止を押すと、押されたときの出力値でスイープを停止します。(停止の LED が点灯)

z

再びスイープ▼を押すか、動作スタート入力動作で、故障値方向へスイープします。
(スイープ▼の LED が点灯)
トリップ入力が動作すると、スイープを停止(停止の LED が点灯)します。

z

このときの出力値が、保護リレーの動作値です。
■ 故障値から定常値方向のスイープ操作例
故障値から定常値方向のスイープは保護リレーの復帰点を見つけるためのスイープなので、スイープ開始の際にトリップ入力が動作状態であることが必要です。
PSW モードを[ｵﾙﾀﾈｰﾄ]にして故障を押し、出力値を故障に固定します。このときトリッz

プ入力が動作します。
スイープ▲を押すか動作スタート入力動作で、故障値から定常値方向へスイープします。

z(スイープ▲の LED が点灯)
トリップ入力が復帰すると、スイープを停止(停止の LED が点灯)します。

z

このときの出力値が、保護リレーの復帰値です。

RX47173-47

3.5 動作モード

3.5.6

サーチ･DSK サーチスイープの動作

通常スイープで動作･復帰値を求めるときスイープ速度が速いと、保護リレーの動作･復帰時
間により計測値の誤差が大きくなる場合があります。サーチ･DSK サーチスイープはこの欠点をできるだけ除き、より正確な動作･復帰値を計測するためのモードです。
スイープする項目、スイープ時間の設定、位相スイープの方向などは、｢3.5.5

通常スイー

プの動作｣と同じです。
サーチスイープは、動作時間の早い保護リレーを計測するためのモードです。
DSK サーチスイープは円盤式など動作時間の遅い保護リレーを計測するためのモードです。
これらの動作モードは、特殊機能のサーチ･DSK サーチスイープメニューの各パラメタによって動作します。
サーチ･DSK サーチスイープメニューの設定方法

z

動作モードをサーチスイープ、DSK サーチスイープにすると【設定/データ】がサーチ･
DSK サーチスイープメニューの設定になります。

設定/データまたは、シフト+特殊機能を押し、ｻｰﾁDSKｽｲｰﾌﾟ

モディファイを回して[ｻｰﾁ DSK ｽｲｰﾌﾟ]を選択します。

ｽｲｰﾌﾟｶｲｽｳ
設定/データ▼でカーソルを下に移動し、モディファイを回してスイープ回数[ｽｲｰﾌﾟｶｲｽｳ]を選択します。

設定/データｽｲｰﾌﾟｶｲｽｳ►を押し、テンキーまたはモディファイで3

スイープ回数を設定します。(1～10)

設定/データ◄を押し、特殊機能の[ｻｰﾁ DSK ｽｲｰﾌﾟ]に戻ります。
モディファイを回して判定時間[ﾊﾝﾃｲｼﾞｶﾝ]を選択します。

設定/データﾊﾝﾃｲｼﾞｶﾝ
0.1s►を押し、テンキーまたはモディファイで設定/データ

判定時間を設定します。(0.1～10.0s)

設定/データ同様に、トリップ待ち時間[ﾄﾘｯﾌﾟｼﾞｶﾝ]を設定します。

ﾄﾘｯﾌﾟｼﾞｶﾝ
0.1s(0.1～10.0s)
設定/データ同様に、出力カット[ｼｭﾂﾘｮｸｶｯﾄ]の設定/データｼｭﾂﾘｮｸｶｯﾄ

使用[ｼﾖｳ]、不使用[ﾌｼﾖｳ]を設定します。

ｼﾖｳ
設定/データ

注: トリップ待ち時間は、DSK サーチスイープのときのみに有効になるパラメタです。
注: 出力カットが使用のとき、計測終了後、出力をオフします。

■ 推奨設定値
保護リレーの種類によりますが、下記の設定でほぼ正確な計測ができます。
定常値予想される復帰値に対し、3 割ほど定常方向に近い値
故障値
予想される動作値に対し、3 割ほど故障方向に近い値
スイープ時間5秒
スイープ回数
3回
判定時間
0.1 秒

RX47173-48

3.5 動作モードA) サ-チスイープ
定常値から故障値方向にスイープし、トリップ入力が動作するとスイープを一時停止します。
判定時間後に再びトリップ入力を判定し、動作のままであれば逆の方向に、復帰していれば、同じ方向にスイープを再開します。これは、スイープを停止して一定の時間後にトリップ信号が復帰した場合は、はじめの動作がチャタリングによるものと判断するためです。
スイープ時間は再開されるごとに 2 倍に増えて、ゆっくりとスイープするので、より正確な値を短時間で計測できます。また、動作値検出と復帰値検出を選択することができます。
故障値
2倍

8倍

4倍
A

A

定常値

①

②

③

④

A

⑤

16倍

A

⑥

A:判定時間⑦

トリップ
入力

図 3-17①

サーチスイープの動作

スイープ▼ を押すと、設定されたスイープ時間で定常値から故障値にスイープします。
【設定/データ】に[ﾄﾞｳｻﾁ][1 ｶｲﾒ]と表示します。

設定/データ

ﾄﾞｳｻﾁ
1ｶｲﾒ

②

トリップ入力が動作するとスイープを停止します。

③

設定した判定時間後にトリップ入力が動作のままであれば定常値方向へ、復帰していれば設定/データ

再び故障値方向にスイープします。スイープ時間は、はじめの 2 倍の時間となります。
④

次にトリップ信号が変化するとスイープを停止します。

⑤

判定時間後、トリップ入力がそのままであれば逆方向に、変化していれば同じ方向にスイープします。スイープ時間は先ほどの 2 倍の時間(はじめの設定時間の 4 倍)となります。故障値方向へのスイープごとに、回数の表示は[2 ｶｲﾒ]、[3 ｶｲﾒ]と増えます。

⑥

スイープ時間を 2 倍にしながら、この動作を繰り返します。

⑦

故障方向スイープを設定したスイープ回数実行すると終了し、停止の LED が点灯します。
このとき、出力カットが使用[ｼﾖｳ]のとき出力はオフとなります。
以上は、故障方向へのスイープで試験が終了するため、動作値検出となります。
スイープ▲で試験を開始すると、定常方向スイープを設定したスイープ回数実行して終了するので、復帰値検出となります。
【設定/データ】の表示は[ﾌｯｷﾁ]となります。
動作値、復帰値が検出できない場合は、エラーとなり計測を終了します。

RX4717

3-49

設定/データﾌｯｷﾁ
1ｶｲﾒ
設定/データ3.5 動作モード

B) DSK サーチスイープ
円盤形保護リレーは、動作時間が長く、動作値や復帰値を計測するのが比較的困難です。そのため、はじめに故障値に急変し、トリップ入力の動作を確かめた後、故障値から定常値へのスイープから始めます。
故障値
A:判定時間
4倍

2倍

8倍

32倍
16倍

トリップ
待ち時間

A

A

定常値

①

②

③

④

⑤

A

⑥

A

A

⑦

⑧

トリップ
入力

図 3-18①

DSK サーチスイープの動作

スイープ▼を押すと、故障値に急変し、【設定/データ】に[ﾄﾞｳｻﾁ][1 ｶｲﾒ]と表示します。
設定/データﾄﾞｳｻﾁ②

設定したトリップ待ち時間が過ぎたときに、トリップ入力が動作していれば、故障値から定常値にスイープします。

1ｶｲﾒ
設定/データ③

トリップ入力が復帰すると、スイープを停止します。

④

設定した判定時間後にトリップ入力が復帰のままであれば故障値方向へ、動作していれば再び定常値方向にスイープします。スイープ時間は、はじめの 2 倍の時間となります。

⑤

次にトリップ信号が変化するとスイープを停止します。

⑥

判定時間後、トリップ入力がそのままであれば逆方向に、変化していれば同じ方向にスイープします。スイープ時間は先ほどの 2 倍の時間(はじめの設定時間の 4 倍)となります。故障値方向へのスイープごとに、回数の表示は[2 ｶｲﾒ]、[3 ｶｲﾒ]と増えます。

⑦

スイープ時間を 2 倍にしながら、この動作を繰り返します。

⑧

故障方向スイープを設定したスイープ回数実行すると終了し、停止の LED が点灯します。
このとき、出力カットが使用[ｼﾖｳ]のとき出力はオフとなります。
以上は、故障方向へのスイープで試験が終了するため、動作値検出となります。
スイープ▲で試験を開始すると、定常方向スイープを設定したスイープ回数実行して終了するので、復帰値検出となります。
【設定/データ】の表示は[ﾌｯｷﾁ]となります。
動作値、復帰値が検出できない場合は、エラーとなり計測を終了します。

RX4717

3-50

設定/データﾌｯｷﾁ
1ｶｲﾒ
設定/データ3.5 動作モード

3.5.7

95 試験モード(周波数リレー)の動作

95 試験モードは、周波数リレー(95 リレー)専用のモードで、1 回の操作で動作周波数･復帰
周波数、動作時間･復帰時間の 4 つの値を計測することができます。
動作開始指令は、故障、スイープ▼または動作スタート入力になります。
動作停止指令は、定常、停止になります。
95 試験モードにすると、周波数モードは自動的に内部[ﾅｲﾌﾞ]になります。95 試験モードは、
95 試験メニューの各パラメタによって動作します。
95 試験メニューの設定方法

z

動作モードを動作･復帰同時計測モードにすると【設定/データ】が 95 試験メニューの設定になります。または、シフト+95 メニューを押し、【設定/データ】を設定/データ95 試験メニューの設定にします。

95ﾒﾆｭ

モディファイを回して交差周波数[ｺｳｻｼｭｳﾊｽｳ]を選択します。

ｺｳｻｼｭｳﾊｽｳ

設定/データ►を押し、テンキーまたはモディファイで設定/データｺｳｻｼｭｳﾊｽｳ
48.500交差周波数を設定します。(10.000～200.000Hz)

設定/データ◄を押し、[95 ﾒﾆｭｰ]に戻ります。

設定/データｽｲｰﾌﾟｿｸﾄﾞ

モディファイを回してスイープ速度[ｽｲｰﾌﾟｿｸﾄﾞ]を選択します。

1.000 H/s►を押し、テンキーまたはモディファイで設定/データスイープ速度を設定します。(0.001～9.999Hz/s)

設定/データｵﾘｶｴｼｼﾞｶﾝ
同様に、折り返し待機時間を設定します。(0.01～650.0s)

0.01 s

設定/データ同様に、振幅急変の[ｵﾝ]、[ｵﾌ]を設定します。

ｼﾝﾌﾟｸｷｭｳﾍﾝ

設定/データｵﾝ
設定/データ

開始
動作指令
停止

約0.1s

急変指令
遅延･直接出力

約0.1s

プリトリガ
出力
定常周波数
(開始周波数)
動作周波数
交差周波数
故障周波数
(折返周波数)
トリップ
入力

復帰周波数
折り返し
待機時間
動作
時間

図 3-19RX471795 試験モードの動作

3-51

復帰
時間

3.5 動作モード■ 振幅急変について
95 試験モードにおいて周波数を掃引するとき、周波数掃引前に出力の状態を急変することができます。
95 試験メニューの振幅急変を[ｵﾝ]に設定すると、故障値の設定が可能となります。故障値を設定し、95 試験を開始すると、出力が故障値に急変した後に周波数の掃引を開始します。周波数の掃引が終了すると、出力は定常値に戻ります。
振幅急変を[ｵﾌ]に設定すると、故障値の設定はできません。

■ 計測データの表示
計測結果は【カウンタ/スイープ】【カウンタモード/スイープ時間】【設定/データ】に表示します。

ｶｳﾝﾀ/ｽｲｰﾌﾟ

FS:

53.965←動作周波数(Hz)TS:

966.3m←動作時間(msまたはs)

ｶｳﾝﾀﾓｰﾄﾞ/ｽｲｰﾌﾟ時間
設定/データFR:

52.615←復帰周波数(Hz)TR:

383.1m←復帰時間(msまたはs)

設定/データ

なお、計測できなかった結果の表示は(計測交差周波数に達する前にトリップ入力が変化した
場合の動作･復帰時間など)、[----------]となりす。

RX47173-52

3.5 動作モード

3.5.8

SOR 急変モード(脱調リレー)の動作

SOR 急変モードは、脱調リレー動作確認を行うのモードです。
動作開始指令は、故障または動作スタート入力になります。
動作停止指令は、定常、故障になります。
SOR 急変モードは、あらかじめ設定したステップ 1(定常値)、ステップ 2、ステップ 3、ステップ 4(故障値)の 4 つの状態を、あらかじめ設定した滞留時間で遷移します。
ステップ 1 の滞留時間

T1(0.010～9.999s、1ms 分解能)

ステップ 2 の滞留時間

T2(0 および 0.010～9.999s、1ms 分解能)

ステップ 3 の滞留時間

T3(0 および 0.010～9.999s、1ms 分解能)

ステップ 4 の滞留時間

T4(0 および 0.010～9.999s、1ms 分解能)

ステップ 2、ステップ 3 と T1～T4 を設定するには、シフト+表示切換を押します。
動作モード

定常電圧(V)

SOR

定常電流(A)

0.00

0.000

ｶｳﾝﾀ/ｽｲｰﾌﾟ

T1:0.010s

0.0

0.0

定常周波数(Hz)

定常電圧位相(ﾟ)

定常電流位相(ﾟ)ｶｳﾝﾀﾓｰﾄﾞ/ｽｲｰﾌﾟ時間

マスタ/スレーブ

故障電圧(V)

故障電流(A)

設定/データｽﾃｯﾌﾟ2

SOR

0.00

0.000

T3:0.000s

0.0

0.0

T4:0.000s

故障電圧位相(ﾟ)

故障電流位相(ﾟ)設定/データｽﾃｯﾌﾟ3
故障周波数(Hz)T2:0.000s

定常側がステップ 2、故障側がステップ 4 になります。▲、▼、◄、►でカーソルを移動し、テンキーまたはモディファイで設定します。再びシフト+表示切換を押すと、以前の表示に戻ります。
動作開始で、ステップ 1→ステップ 2→ステップ 3→ステップ 4 の順で、設定した各ステップの滞留時間ずつ出力が遷移します。
ステップ4

ステップ3

ステップ2

ステップ1

φ1：ステップ1 位相

図 3-20SOR 試験モードの各ステップの設定例(ベクトル図)

ステップ 4 の滞留時間が経過すると、出力がステップ 1 に戻ります。
遷移中にトリップ入力の変化があった場合は[ﾄﾘｯﾌﾟﾍﾝｶ ｱﾘ]と、変化がなかった場合は[ﾄﾘｯﾌﾟ
ﾍﾝｶ ﾅｼ]と【設定/データ】に表示します。
T2 または T3 または T4 を 0 に設定すると、そのステップの設定で出力を停止(固定)させることができます。このとき、ステップ 1 に戻すには定常(動作停止指令)を押します。

RX47173-53

3.6 その他の基本操作

3.6

その他の基本操作

その他の基本操作として、ここでは、特殊機能、パネル設定メモリ機能、制御電源出力の操作について説明します。

3.6.1

特殊機能

使用頻度が少ない機能や、誤操作を避けたい機能などは特殊機能としています。
設定/データ

特殊機能の設定は、シフト+特殊機能を押し、【設定/データ】をモディファイで使用したい特殊機能に設定します。

ﾄﾞｳｻﾌｯｷWT
0.01s
設定/データ以下は特殊機能の一覧です。
故障開始位相[ｺｼｮｳ ｶｲｼｲｿｳ]｢3.5.3.C)

増幅器入力切換[ﾆｭｳﾘｮｸ ｷﾘｶｴ]｢4.2

チャッタ除去[ﾁｬｯﾀ ｼﾞｶﾝ]｢3.5.1.B)

プリトリガ時間と故障開始位相｣増幅器入力切換｣

トリップ入力チャッタ除去機能の設定｣

波形切換[ﾊｹｲ ｷﾘｶｴ]｢3.4.3

高調波 1[ｺｳﾁｮｳﾊ 1]｢3.4.3.A)

高調波 1 パラメタの設定｣

高調波 2[ｺｳﾁｮｳﾊ 2]｢3.4.3.A)

高調波 1 パラメタの設定｣

位相設定[ｲｿｳ ｾｯﾃｲ]｢3.4.2

振幅･位相の設定｣

ｻｰﾁ･DSK メニュー [ｻｰﾁ DSK ｽｲｰﾌﾟ]｢3.5.6

サーチ･DSK サーチスイープの動作｣

カウンタ設定[ｶｳﾝﾀ ｾｯﾃｲ]｢3.5.3.A)

カウンタ｣

ストップ設定[ｽﾄｯﾌﾟ ｾｯﾃｲ]｢3.5.1.D)

動作スタート入力ストップ設定｣

スタート入力[ｽﾀｰﾄﾆｭｳﾘｮｸ]｢3.5.1.C)

動作スタート入力論理の設定｣

手動スイープ[ｼｭﾄﾞｳｽｲｰﾌﾟ]｢3.5.5

拡張応答入力[ｵｳﾄｳ ﾆｭｳﾘｮｸ]

｢4.3

切換器通信

[ｷﾘｶｴｷ ﾂｳｼﾝ]｢4.1.3.D)

PSW モード[PSW ﾓｰﾄﾞ]｢3.5

ビープ音設定[ﾋﾞｰﾌﾟ ｾｯﾃｲ]｢3.6.1.A)

GPIB 設定[GPIB]｢5.2.3

GPIB の設定｣

RS-232C 設定[RS-232C]｢6.2.4

RS-232C の設定｣

RX4717

3-54

波形切換｣

通常スイープの動作｣
拡張応答入力の操作｣
切換器通信機能｣

動作モード｣
ビープ音設定｣3.6 その他の基本操作

A) ビープ音設定
キー入力とエラー発生時のビープ音をオン/オフする機能です。オフ時には、オーバロードのときもビープ音は鳴らないので注意が必要です。
シフト+特殊機能を押し、【設定/データ】を特殊機能の設定にします。
モディファイを回して[ﾋﾞｰﾌﾟ ｾｯﾃｲ]を選択します。
▼でカーソルを下に移動し、モディファイを回して[ｵﾝ]、[ｵﾌ]を設定します。

3.6.2

設定/データﾋﾞｰﾌﾟ ｾｯﾃｲ
ｵﾝ
設定/データ

パネル設定メモリ

パネル設定を、メモリ番号 0～31 まで、書き込み、読み出しができます。書き込み、読み出
しする設定パラメタは、｢表 3-1

パネル設定の初期値一覧｣と同じです。

(メモリ番号 32 は 50Hz 初期値、33 は 60Hz 初期設定で読み出し専用です)
一度試験条件を設定して書き込みをしておけば、次の試験のときには読み出しをするだけで再設定する必要がありません。
また、書き込みのときにコメントをつけることもできます。コメントは 10 字以内で数字、[-]、[.]が使用できます。(GPIB、RS-232C の場合は、カナとアルファベットも使用できます)
書き込んだメモリは消去することができますが、消去は全メモリ内容を消去します。

■ メモリ書込、読出、コメント入力
メモリ No を押し、【設定/データ】をパネル設定メモリの設定にします。
モディファイを回して[ﾒﾓﾘ 0]から[ﾒﾓﾘ 31]のなかで、操作するメモリを選択します。
z

ﾒﾓﾘ 12
設定/データ

書込み

設定/データ

シフト+書込を押し、選んだメモリに書き込みます。

ﾒﾓﾘ 12

書き込み中は[ﾒﾓﾘｶｷｺﾐﾁｭｳ]と表示します。

ﾒﾓﾘｶｷｺﾐﾁｭｳ
設定/データ

メモリ読出z

設定/データ

シフト+読出を押し、選んだメモリを読み出します。読み出し中は[ﾒﾓﾘﾖﾐﾀﾞｼﾁｭｳ]と表示します。なお、メモリ読出を実行すると、安全のため出力は全相オフになります。
z

メモリコメント入力▼でカーソルを下に移動し、テンキーでコメント入力し、実行で確定します。

■ 全メモリ消去

設定/データ

メモリ No を押し、【設定/データ】をパネル設定メモリの設定にします。
モディファイを回して[ｵｰﾙﾒﾓﾘｸﾘｱ]を選び、▼でカーソルを下に移動し実行で消去します。

RX4717

ｵｰﾙﾒﾓﾘｸﾘｱ
ｼﾞｯｺｳ
設定/データ3-55

3.6 その他の基本操作

3.6.3

制御電源出力の操作

右側面パネルの制御電源出力は、保護リレー単体試験などのとき、試験する保護リレーの電源として使用します。出力電圧は DC110V、最大出力電流は 0.5A です。
筐体からフローティングされ、筐体との耐電圧は 707Vpeak(500Vrms)です。

試験する
保護リレー
出力をオン/オフします。
出力オンのとき点灯します。
過負荷の時点灯します。3 秒以上続くと長音ブザーが鳴り、出力をオフにします。
！

注

意

ビープ音設定がオフのときは、オーバロードでも長音ブザーが鳴りません。ビープ音設定｢3.6.1.A) ビープ音設定｣
はなるべくオンにしてご使用ください。

！

警

告

制御電源出力の出力電圧は DC110V です。感電事故等の危険性がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
出力に結線するときなどは、必ず出力をオフにして行ってください。

RX47173-56

4. 応用操作

4.1 本シリーズのマスタ/スレーブ機能 ····················4-1
4.1.1 マスタ/スレーブの設定 ·························4-1
4.1.2 マスタ/スレーブの接続 ·························4-2
4.1.3 マスタ/スレーブでの操作 ·······················4-4
4.2 増幅器入力切換 ·····································4-5
4.3 拡張応答入力の操作 ·································4-7
4.4 別機種との組み合わせ動作 ···························4-8
4.4.1 出力周波数の同期 ······························4-8
4.4.2 急変動作の同期 ································4-9
4.4.3 4705A との接続例 ·····························4-10
4.5 電流出力増幅器 4731 との接続 ·······················4-14

4.1 本シリーズのマスタ/スレーブ機能

4.1

本シリーズのマスタ/スレーブ機能

本シリーズは、附属のマスタ/スレーブ制御信号渡りケーブルを渡り接続することにより、4台までマスタ/スレーブ接続により多相化することができます。
マスタ/スレーブでは下記の動作となります。
接続されているすべてのスレーブ器は、マスタ器の周波数に同期し、位相はすべてマスz

タ器が基準となります。スレーブ器からの周波数設定はできません。
z

マスタ器、スレーブ器いずれの位相設定も、単独使用のときと同様に設定できます。

z

マスタ器の操作で、マスタ/スレーブ接続されているすべてのスレーブ器が同時急変します。急変のタイミングは、マスタ器の設定によります。スレーブ器の動作指令キーは無効となります。

4.1.1

マスタ/スレーブの設定

マスタ/スレーブは、単独[ﾀﾝﾄﾞｸ]、マスタ[ﾏｽﾀ]、スレーブ[ｽﾚｰﾌﾞ]を設定します。設定内容
は【マスタ/スレーブ】に表示します。
マスタ/スレーブの設定を変更すると、安全のため出力は全相オフになります。
設定方法z

マスタ/スレーブを押し、【設定/データ】をマスタ/スレーブの設定にします。
モディファイで選択し、実行を押します。

設定/データﾏｽﾀｽﾚｰﾌﾞ
ﾀﾝﾄﾞｸ■ 単独[ﾀﾝﾄﾞｸ]

設定/データ

本器は単独で動作します。本器を単体で使用するときはこの設定にします。
マスタ/スレーブ制御信号渡りケーブルを接続している状態で、単独に設定すると、マスタ器が動作モードを変えたり、モディファイで振幅、位相値を変えると自動的にスレーブになります。本器を単体で使用するときは、マスタ/スレーブ制御信号渡りケーブルは外します。
■ マスタ[ﾏｽﾀ]
本器はマスタ器になります。本器とマスタ/スレーブ制御信号渡りケーブルを接続している機器(4741 は除く)は、自動的にスレーブになります。
■ スレーブ[ｽﾚｰﾌﾞ]
本器はスレーブ器になります。本器とマスタ/スレーブ制御信号渡りケーブルを接続している
機器がマスタになったときも、本器は自動的にスレーブ器になります。
スレーブ器の【定常･故障周波数】の表示は[-------]となります。

マスタ/スレーブ

ｽﾚｰﾌﾞ------故障周波数(Hz)RX47174-1

4.1 本シリーズのマスタ/スレーブ機能

4.1.2

マスタ/スレーブの接続z

すべての機器の電源をオフにし、使用する機器を積み重ねます。(4 台まで)

z

一番下の機器の電源入力に、附属の電源ケーブルを接続します。

z

附属の電源渡りケーブルを使用し、順次上の機器に電源渡りケーブルを接続します。
｢2.4

接地および電源接続｣

本器の電源入力の最大使用可能電流容量は 15A です。この値を超えないようご使用ください。
並列制御信号に、附属のマスタ/スレーブ並列制御信号渡りケーブルを順次接続します。

z(このコネクタとケーブルには、入出力の区別はありません)
トリップ信号、動作スタート信号などは、すべてマスタ器に接続します。スレーブ器にzは接続しません。

電源

AC100V または 200V

図 4-1

RX4717

マスタ/スレーブの電源接続

4-2

4.1 本シリーズのマスタ/スレーブ機能

図 4-2

RX4717

マスタ/スレーブ並列制御信号渡りケーブルの接続

4-3

4.1 本シリーズのマスタ/スレーブ機能

4.1.3

マスタ/スレーブでの操作

A) 動作モードの同期
マスタ器の動作モードを変更すると、スレーブ器の動作モードも自動的にマスタ器と同じになります。そして、マスタ器の動作指令に従ってスレーブ器は動作します。
マスタ器とスレーブ器の動作モードが異なるときは、正常に動作しません。
以下のスイープ動作をともなう動作モードでは、スイープ動作に関連するパラメタを、マスタ器とスレーブ器で同じ設定にします。設定が異なるときは、正常に動作しません。
通常スイープ[ｽｲｰﾌﾟ]サーチスイープ[ｻ-ﾁｽｲｰﾌﾟ]
DSK サーチスイープ[DSK ｽｲｰﾌﾟ]
95 試験モード[95 ｼｹﾝ]B) 設定値の同時変更
スレーブ器のカーソルが、振幅、位相の設定位置にあるとき、マスタ器が、モディファイで振幅、位相値を変更すると、スレーブ器のカーソル位置の値も同時に変更します。
この機能を無効にするには、スレーブ器のカーソルオン/オフを押し、スレーブ器のカーソルを消去します。(カーソルオン/オフの LED が点灯)
再び、カーソルオン/オフを押すと、スレーブ器のカーソルが現われ、機能が有効になります。(カーソルオン/オフの LED が消灯)

C) 出力一括オン/オフ
本器がマスタ器のとき、出力一括オンをすると、スレーブ器も出力一括オンすることができます。
しかし、出力一括オンは、扱いによっては危険なため、内部ディップスイッチによって、ス｢2.3

レーブ器の出力一括オンを禁止できます。

内部ディップスイッチの設定｣

出力一括オン/オフの指令を受け取れるのは 4717、4718、4723、の 3 機種です。

D) 切換器通信機能
この機能は、本シリーズの出力切換器を備えている機器間で、マスタ/スレーブ時に、Ｒ、Ｓ、Ｔの状態の同期をオン/オフする機能です。
設定方法z

シフト+特殊機能を押し、【設定/データ】を特殊機能の設定にします。
モディファイを回して[ｷﾘｶｴｷ ﾂｳｼﾝ]を選択します。
▼でカーソルを下に移動し、モディファイを回して[ｵﾝ]、[ｵﾌ]を設定します。

RX4717

設定/データｷﾘｶｴｷ ﾂｳｼﾝ
ｵﾝ
設定/データ4-4

4.2 増幅器入力切換

4.2

増幅器入力切換｢3.4.1

周波数の設定｣～｢3.4.3

波形切換｣で設定した内部シンセサイザ信号は、外部信号出力にレンジフルスケール 1Vrms で出力します。この出力は、内部シンセサイザ信号のモニタや、外部ブースタの信号源などとして使用します。外部信号出力は、増幅器出力オフのとき、振幅を 0 しない/するを、内部ディップスイッチによって設定できます。
｢2.3

内部ディップスイッチの設定｣

外部信号入力は、外部の信号で本器の増幅器を駆動するための入力で、1Vrms のときレンジ
フルスケールになります。増幅器入力切換を外部入力に設定します。
増幅器入力切換は各相個別に設定できます。設定を変更すると、安全のため変更した相の出力はオフになります。
設定方法z

シフト+特殊機能を押し、【設定/データ】を特殊機能の設定にします。
設定/データモディファイを回して[ﾆｭｳﾘｮｸ ｷﾘｶｴ]を選択します。

ﾆｭｳﾘｮｸ ｷﾘｶｴ

▼でカーソルを下に移動し、モディファイを回してV切り換える相[V]、[I]を選択し、►を押します。

ﾆｭｳﾘｮｸ
設定/データ
設定/データモディファイを回して設定を選択し、実行を押します。

V
ｶﾞｲﾌﾞｲﾝ
設定/データ■ 内部[ﾅｲﾌﾞ]
増幅器出力信号は、内部シンセサイザ信号になります。通常はこの設定です。
■ 外部入力[ｶﾞｲﾌﾞｲﾝ]
増幅器出力信号は、外部信号入力になります。設定した相の定常･故障振幅が[ｶﾞｲﾌﾞ]、
定常･故障位相が[------]と表示します。
定常電圧(V)ｶﾞｲﾌﾞ---------定常電圧位相(ﾟ)

外部の
発振器

故障電圧(V)

本器の増幅器出力がｶﾞｲﾌﾞ

レンジフルスケール---------故障電圧位相(ﾟ)RX4717

1Vrms 入力で、4-5

4.2 増幅器入力切換■ 外部出力[ｶﾞｲﾌﾞｱｳﾄ]
外部信号出力で外部ブースタを駆動します。設定した相のレンジキーの LED がすべて消灯します。
外部信号出力が 1Vrms のときの外部ブースタ出力振幅を以下のように設定します。
モディファイを回して外部出力[ｶﾞｲﾌﾞｱｳﾄ]を選択し、実行を押すと、設定/データ【設定/データ】の上が、外部ブースタ振幅値をI

入力する設定になりますので、ｶﾞｲﾌﾞｱｳﾄテンキーまたはモディファイで設定します。
電圧出力設定範囲

0.00～999.99V

電流出力設定範囲

0.000～99.999A

50.0A
設定/データ

外部ブースタ振幅値[50.0A]、【定常･故障電流】[25.000A]のとき、外部信号出力振幅は0.5Vrms になります。
定常電流(A)

25.0000.0

0.5Vrms の出力

定常電流位相(ﾟ)外部
ブースタ

故障電流(A)

25A 出力(1Vrms 入力

25.00050A 出力)90.0
故障電流位相(ﾟ)

外部出力[ｶﾞｲﾌﾞｱｳﾄ]のときは、内部ディップスイッチの増幅器出力オフで外部信号出力の振幅を 0 にしない/するの設定によって、出力オン/オフの動作が以下になります。
振幅を 0 にしない :エラーになります。
<オン>は消灯したままで、増幅器出力もオンしません。

振幅を 0 にする

<オン>は点灯/消灯しますが、増幅器出力はオンしません。
オフで外部出力の振幅が 0 になるので、外部ブースタ出力も 0 に
なります。

:

｢2.3

RX4717

内部ディップスイッチの設定｣

4-6

4.3 拡張応答入力の操作

4.3

拡張応答入力の操作

拡張応答入力機能は、拡張外部応答入力にオプションの応答信号拡張ボックスを接続することにより、トリップ入力を 255 チャネルまで拡張できる機能です。
設定方法z

シフト+特殊機能を押し、【設定/データ】を特殊機能の設定にします。
設定/データモディファイを回して[ｵｳﾄｳ ﾆｭｳﾘｮｸ]を選び、ｵｳﾄｳ ﾆｭｳﾘｮｸ

▼でカーソルを下に移動し、テンキーまたはモディファイで0

トリップ入力のチャネル設定をします。(0～255)

設定/データ0 は本器のトリップ入力、1～255 が応答信号拡張ボックスの応答入力になります。
！

注

意

本器のトリップ入力は、トリップ入力のチャネル設定によらず、信号入力があると常に動作します。
拡張外部応答入力にオプションの応答信号拡張ボックスを接続し、チャネル設定が応答信号拡張ボックスの応答入力のとき(1～255)は、本器のトリップ入力には何も接続しないでください。
間違って接続すると、本器トリップ入力と応答信号拡張ボックスの応答入力が、本器内部で並列接続され危険です。

応答信号拡張ボックス

応答信号拡張ボックス

応答入力

応答入力

電圧

応答入力

応答入力

電圧

16～31

1～15

接点

48～63

32～47

接点

チャネル設定 1～31

チャネル設定 32～63
チャネル設定64～255 へ

応答信号拡張ボックスの応答入力は、応答信号拡張ボックスのトグルスイッチによって、電圧/接点入力を切り換えます。
応答信号拡張ボックスの応答入力を、電圧入力にしたときのスレショルド電圧は、本器の判
定電圧のスライドスイッチによって+2.5V、+8V、+50V に設定されます。

RX47174-7

4.4 別機種との組み合わせ動作

4.4

別機種との組み合わせ動作

左右側面の周波数同期信号、各急変信号端子を使用することにより、別機種と組み合わせて
出力信号の同期と急変動作を行うことができます。

4.4.1

出力周波数の同期

出力周波数の同期は周波数同期信号入出力で行います。
周波数同期信号入出力での周波数同期は、同期が安定するのに 1 秒程度必要なため、周波数の急変やスイープはできません。
本器の周波数を、別機種に同期させるには、本器の周波数同期信号入力に、別機種の同期出｢3.4.1

力を接続し、本器の周波数モードを外部同期に設定します。

周波数の設定｣別機種の周波数を、本器に同期させるには、本器の周波数同期信号出力を、別機種の同期入力に接続し、別機種を同期入力に同期する設定にします。
本器の周波数同期信号入出力信号は、4705A 用(バインディングポスト端子)と、TPR-33 用があります。
35 周波数同期信号出力(4705A 用)◯ロジック信号、立ち下がりが基準位相 0 ﾟ

33 周波数同期信号出力(TPR-33 用)◯±10V の方形波、立ち上がりが基準位相 0 ﾟ

34 周波数同期信号入力(4705A 用)◯ロジック信号、立ち下がりが基準位相 0 ﾟ

32 周波数同期信号入力(TPR-33 用)◯

ロジック信号、立ち上がりが基準位相 0 ﾟ

34 ◯32 のスレショルド電圧◯

High レベル:+2.5V
Low レベル :+1.5V
信号

①

②

GND

32 周波数同期信号入力
◯

図 4-3

RX4717②①

33 周波数同期信号出力◯

周波数同期信号入出力(TPR-33 用)のピン接続

4-84.4 別機種との組み合わせ動作

4.4.2

急変動作の同期

急変動作の同期は、本器の動作モードを急変モードに設定し、各急変信号端子で行います。
｢3.5

動作モード｣、｢3.5.3

急変モードの動作｣

本器の各急変信号端子は、4705A 用(バインディングポスト端子)と、TPR-33 用があります。
■ 本器の急変動作を、別機種に同期させるための、本器の信号出力
急変指令直接出力(4705A 用)z

ロジック信号、本器が動作中に Low になります。
急変モードでは、この信号が Low になったあと、プリトリガ時間、故障開始位相後、本器｢3.5.3.C)の出力が故障に急変します。

プリトリガ時間と故障開始位相｣

急変指令遅延出力(4705A 用)z

ロジック信号、本器の出力が急変したとき変化する信号で、故障出力のとき Low になります。
急変制御信号出力(TPR-33 用)z

ロジック信号、本器の出力が急変したとき変化する信号で、故障出力のとき Low になります。
■ 別機種の急変動作を、本器に同期させるための、本器の信号入力動作スタート入力(4705A 用)z

本器の急変動作の開始を外部から行うための信号入力です。接点入力と電圧入力があります。この信号が動作すると、プリトリガ時間、故障開始位相後、本器の出力が故障に急変します。
電圧入力スレショルド電圧

High レベル:+2.5V
Low レベル :+1.0V

急変指令入力(4705A 用)z

ロジック信号、Low のとき本器が故障出力となります。
スレショルド電圧

High レベル:+2.5V
Low レベル :+1.0V

急変制御信号入力(TPR-33 用)z

ロジック信号、Low のとき本器が故障出力となります。
スレショルド電圧

High レベル:+2.5V
Low レベル :+1.0V
信号

①

③
②

N.C
GND

RX4717①②

急変制御信号出力急変制御信号入力

図 4-4③

急変制御信号入出力(TPR-33 用)のピン接続

4-94.4 別機種との組み合わせ動作

4.4.3

4705A との接続例

A) プリトリガ時間、故障開始位相を個別に設定する場合
下図の接続で、本器と 4705A のプリトリガ時間、故障開始位相を個別に設定して、同時に急変動作を行うことができます。動作開始は本器から行います。

本器

本器:周波数同期信号出力↓
4705A:SYNC INPUT
4705A の周波数キーを[EXT]に設定する。

4705A

本器

本器:急変指令直接出力↓
4705A:REMOTE TNPUT

4705A

電源
AC200V

図 4-5

RX47174705A プリトリガ時間、故障開始位相を個別設定の接続

4-10

4.4 別機種との組み合わせ動作

動作モード[HLD ｷｭｳﾍﾝ]、カウンタモード[ｲﾝﾀﾊﾞﾙ]、カウンタ設定自動復帰[ｵﾝ]
故障

離す
押す

(PSW モードが[ｵﾙﾀﾈｰﾄ)

急変指令
直接出力

約0.1s
本器のプリトリガ時間と故障開始位相による遅延

急変指令
遅延出力

本器

プリトリガ
出力
トリップ
入力
増幅器出力

定常

故障

定常

PRE TRIG
OUT
4705Aのプリトリガ時間と故障開始位相による遅延

FALT
OUT
増幅器出力

定常

図 4-6

RX4717

4705A
約0.1s

故障

定常

4705A プリトリガ時間、故障開始位相を個別設定の動作

4-11

4.4 別機種との組み合わせ動作

B) 同時に故障急変する場合
本器と 4705A の同時故障急変を行うには、以下の接続･設定のどちらかにします。
本器の急変指令遅延出力を、4705A の REMOTE TNPUT に接続する場合は、4705A のプリトz

リガ時間、故障開始位相の機能をオフする。
本器の急変制御信号出力か急変指令遅延出力を、4705A の FALT CONTROL INPUT に接続

z

する場合は、4705A のプリトリガ時間、故障開始位相の機能は無効となります。

本器

本器:周波数同期信号出力↓
4705A:SYNC INPUT
4705A の周波数キーを[EXT]に設定する。

4705A

本器:急変制御信号出力↓
4705A: FALT CONTROL INPUT

本器

4705A

電源
AC200V

図 4-7

RX47174705A 同時故障急変の接続

4-12

4.4 別機種との組み合わせ動作

動作モード[HLD ｷｭｳﾍﾝ]、カウンタモード[ｲﾝﾀﾊﾞﾙ]、カウンタ設定自動復帰[ｵﾝ]
故障

離す
押す

(PSW モードが[ｵﾙﾀﾈｰﾄ)

急変指令
直接出力

約0.1s
本器のプリトリガ時間と故障開始位相による遅延

急変指令
遅延出力

本器

プリトリガ
出力
トリップ
入力
増幅器出力

定常

故障

定常

FALT
OUT
4705A
増幅器出力

定常

故障

図 4-8

RX47174705A 同時故障急変の動作

4-13

定常

4.5 電流出力増幅器 4731 との接続

4.5

電流出力増幅器 4731 との接続

本シリーズ 4731 は最大出力 450VA の電流出力増幅器です。
本器の右側面パネルの制御出力、外部信号出力(電流)を 4731 に接続することにより、4731のレンジ設定、出力オン/オフ、出力信号設定を、本器の電流出力の操作からリモートコントロ
ールできます。

！

注

本器のレンジ

4731 のレンジ

0.4A

設定無

4A

4A

20A

20A(25A)

意本器から 4731 をリモートコントロールするとき、0.4A レンジは使用できません。必ず 4A
または 20A レンジを選択して下さい。

電源は、左側面の電源入出力コネクタで、附属の電源渡ケーブルを接続して供給します。

4731

本器

図 4-9

RX47174731 との接続

4-14

5. GPIB インタフェース

5.1 GPIB の概要 ········································5-1
5.1.1 GPIB の主な仕様 ·······························5-1
5.1.2 バスラインの信号と動作 ························5-2
5.1.3 GPIB のハンドシェイク ·························5-3
5.1.4 データ転送例 ··································5-4
5.1.5 トーカ機能の主な仕様 ··························5-5
5.1.6 リスナ機能の主な仕様 ··························5-5
5.1.7 マルチラインインタフェースメッセージ ··········5-5
5.2 本器の GPIB インタフェース ··························5-7
5.2.1 仕 様 ········································5-7
5.2.2 取り扱い上の注意 ·····························5-11
5.2.3 GPIB の設定 ··································5-12
5.2.4 リモート/ローカルの動作 ······················5-13
5.2.5 プログラムコードの設定 ·······················5-14
5.3 プログラムコード一覧 ······························5-18

5.1 GPIB の概要

5.1

GPIB の概要

GPIB は、1975 年アメリカの IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)で承認されたディジタル機器の汎用インタフェースバスシステムで、計測機器およびその周辺機器のリモートコントロールやデータ入出力転送を標準化するものです。
各コントローラと周辺機器にこの規格で定められたインタフェースを内蔵することにより、インタフェースコネクタを介して各機器がハードウェア上完全にコンパティブルになります。
このインタフェースバスは、同一バス上に最大 15 台までの機器を接続することができ、データ転送は 3 線ハンドシェイク方式をとり、送信側と受信側で異った転送速度の機器間でも確実な転送が行えます。
GPIB にはさまざまな呼び名があり、IEEE-IB、IEEE-488 バス、HP-IB、標準インタフェースバ
ス 、 バ イ ト シ リ ア ル バ ス な ど と 呼 ば れ る こ と も あ り ま す 。 正 式 な 呼 び 方 は “ IEEE Std.
488-1978:IEEE- Standard Digital Interface for Programmable Instrumentation”です。
IEC バスともほぼ同規格で、コネクタのみ異りますが、変換コネクタを用いることにより互いに接続できます。

5.1.1

GPIB の主な仕様(1)ケーブルの長さの総和････････････････････････････

20m以下

(2)

機器間のケーブルの長さ･･････････････････････････

4m以下

(3)

接続可能な機器数(コントローラを含む)

(4)

転送形式

････････････････････････････････････････

3線ハンドシェイク

(5)

転送速度

････････････････････････････････････････

1Mバイト/秒(最大)

(6)

データ転送

･･････････････････････････････････････

8ビットパラレル(7)

信号線

・データバス････････････････････････････････････････

・コントロールバス･･････････････････････

15台以下

8本
8本

ハンドシェイクバス(DAV、NRFD、NDAC)
管理バス(ATN、REN、IFC、SRQ、EOI)・シグナル/システムグラウンド
(8)

信号論理

････････････････････････････････････････
・True

RX4717･･･････････

8本
負論理

：

Low

････････････････････････

0.8V以下・False ：High････････････････････････

2.0V以上5-1

5.1 GPIB の概要(9)インタフェースコネクタ

図 5-1

5.1.2

インタフェースコネクタ

バスラインの信号と動作

GPIB バスラインは、データライン 8 本、コントロールライン 8 本、シグナル/システムグラ
ウンドライン 8 本の計 24 本で構成されています。
■ データバス(DIO1～8)
データの入出力ラインで、アドレス情報およびコマンド情報の入出力にも使用され、ATN ラインで識別されます。DIO1 が LSB となっています。
■ ハンドシェイクバス(DAV、NRFD、NDAC)
これらの 3 本のラインが、データ転送を確実に行うためにハンドシェイクを行います。
DAV(Data Valid)z

トーカまたはコントローラから DIO ラインに送られた信号が有効であることを示します。
NRFD(Not ready for data)z

リスナが DIO ラインの信号を受信できる状態であることを示します。
NDAC(Not data accepted)z

リスナがデータ受信を完了したことを示します。

RX47175-2

5.1 GPIB の概要■ 管理バス(ATN、REN、IFC、SRQ、EOI)
ATN(Attention)z

DIO 上の信号がデータか、アドレスまたはコマンド情報のいずれであるかを示すコントローラからの出力ラインです。
REN(Remote enable)z

各機器を、リモート制御、ローカル制御に切り換えるコントローラからの出力ラインです。
IFC(Interface clear)z

各機器のインタフェースを初期化するためのコントローラからの出力ラインです。
SRQ(Service request)z

トーカまたはリスナからコントローラを呼び出すための制御ラインであり、コントローラはこの信号を検出して、シリアルポールまたはパラレルポール動作に入ります。
EOI(End or identify)z

トーカから出力されるデータ終了信号ラインまたはパラレルポール処理の識別信号ラインとして使用されます。

5.1.3

GPIB のハンドシェイク

データ転送を例にとって説明します。アドレスやコマンドの転送も同様です。
GPIB のハンドシェイクは、すべてのリスナの状態をチェックし、かつ、すべてのリスナがデータ受信を完了するまでトーカは次のデータ転送を行わないので、最も低速な機器でも確実な転送が行えます。ハンドシェイクの各動作は、次の信号の状態により決定されます。
NRFD ＝High

すべてのリスナがデータ受信可能です。

DAV

トーカがデータバス上に有効データを出力しています。

＝Low

NDAC ＝High

すべてのリスナがデータを受信完了しました。

ハンドシェイクのタイミングチャートを下に示します。
データ待ち
データ処理中

(リスナ)

データ無効

(トーカ)

データ有効
データ受信終了
データ未受信（受信中）

(リスナ)

データ
バス信号

有効データ

図 5-2

RX4717

ハンドシェイクのタイミングチャート

5-3

5.1 GPIB の概要

1.

すべてのリスナがデータ待ちであることを示します。

2.

トーカは送信するデータをデータラインに出力します(これは 1．の以前でもよい)。

3.

トーカは NRFD をチェックして、もし NRFD が High ならば DAV を Low にしてデータが有効であることをリスナに知らせます。

4.

リスナは DAV が Low になるとデータを読み込み、NRFD を Low にしてデータ処理中であることをトーカに知らせます。各リスナはデータ入力完了後 NDAC を High にします。バス上の NDAC
は各リスナの NDAC の OR です。

5.

すべてのリスナがデータを受信完了すると、NDAC が High(OR 出力の結果)になり、データ受信完了をトーカに知らせます。

6.

トーカは DAV を High にしてデータバスが有効データでないことをリスナに知らせます。

7.

リスナは DAV が High になったことを調べて NDAC を Low にし、データ未受信状態でハンドシェイクを完了します。

8.

すべてのリスナがデータ処理を完了して次のデータ待ちであることを示します。

5.1.4

データ転送例

3 線ハンドシェイクによるデータ転送例を示します。
“ABC”というデータを、デリミタを“CR/LF”にして転送しています。

図 5-3

RX4717

データ転送例5-4

5.1 GPIB の概要

5.1.5

トーカ機能の主な仕様

z

GPIB 上で同時に使用できるトーカの数は 1 台です。

z

コントローラの ATN 信号が High のときにリスナにデータを転送します。

z

送信時ハンドシェイク(ソースハンドシェイク)を自動的に行います。

z

コントローラに対してサービスリクエスト(SRQ)をします。

z

ローカル時/リモート時のいずれでもトーカになります。

z

トーカ機能の解除は次のとき行います。
他機器のトーカアドレスを受信したとき。
リスナに指定されたとき。
アントーク(UNT)を受け取ったとき。
IFC を受け取ったとき。

5.1.6

リスナ機能の主な仕様

z

GPIB 上に複数台可能です。

z

コントローラの ATN 信号が High のときトーカからのデータを受信します。

z

受信時ハンドシェイク(アクセプタハンドシェイク)を行います。

z

リスナ機能の解除は下記のとき行います。
トーカに指定されたとき。
アンリスン(UNL)を受け取ったとき。
IFC を受け取ったとき。

5.1.7

マルチラインインタフェースメッセージ

マルチラインインタフェースメッセージは、ATN 信号が Low のときコントローラから出力される情報です。
｢表 5-1

RX4717

マルチラインインタフェースメッセージ｣に一覧表を示します。

5-5

5.1 GPIB の概要

表 5-1

マルチラインインタフェースメッセージ

ｺﾗﾑ
ﾛｳ

トーカ
コマンド
グループ
(TAG)
二次コマンド一次コマンドグループ（PCG）

注： c MSG はインタフェースメッセージ
d b1=DI01 ...... b7=DI07, DI08 は無使用
e 二次コマンドを伴う
f IEC規格は (＼) 、JIS規格は (¥)
GTL.... Go to Local
SDC ... Selected Device Clear
PPC ... Parallel Poll Configure
GET ... Group Execute Trigger

RX4717

5-6

グループ（SCG)

TCT ... Take Control
LLO.... Local Lockout
DCL ... Device Clear
PPU ... Parallel Poll Unconfigure
SPE ... Serial Poll Enable
SPD ... Serial Poll Disable
UNL ... Unlisten
UNT ... Untalk

意 味はＰＣ Ｇ に よって 定義 され る

意 味はＰＣ Ｇ に よって 定義 され る

リスナ
コマンド
グループ
(LAG)

機器に割り 当て られ るトー カア ドレス

ユニバーサル
コマンド
グループ
(UCG)

機器に割り 当て られ るトー カア ドレス

機器に割り 当て られ るリ ス ナ ア ドレス

機器に割り 当て られ るリ ス ナ ア ドレス

アドレス
コマンド
グループ
(ACG)

5.2 本器の GPIB インタフェース

5.2

本器の GPIB インタフェース

本器の GPIB インタフェースは、パネル面で設定可能なパラメタのほとんどをリモート設定することができ、設定データ、設定状態を外部に転送することも可能で、高度な自動計測システ
ムを容易に構成することができます。
本器に設定を行う命令をプログラムコードと呼び、アルファベット 3 文字と数字から構成され、ISO8 ビットコードの文字列を使用します。

カウンタ等の測定データは ASCII 形式の文字列でコントローラに出力します。
任意波形のデータはISO

8ビットコードの文字列とバイナリデータの2種類を選択でき、バイ

ナリーデータを使用することによりデータ転送時間を短くすることができます。
RS-232C と同時には使用できません。また、下記の設定は GPIB ではできません。
z

電源のオン/オフz

GPIB の設定(アドレス、デリミタ)zRS-232C の設定(ボーレート、ストップビット長、パリティ)z

モデイファイの動作

5.2.1

仕

様

■ インタフェース機能
ファンクション
ソースハンドシェイク
アクセプタハンドシェイク
トーカ
リスナ
サービスリクエスト
リモート/ローカル
パラレルポール
デバイスクリア
デバイストリガ
コントローラ■ バスドライバ仕様
DIO1～8
NDAC
NRFD
SRQ
DAV
EOI

RX4717

サブセット
SH1
AH1
T5
L4
SR1
RL1
PP0
DC1
DT0
C0

内
容
送信ハンドシェーク全機能あり
受信ハンドシェーク全機能あり
基本トーカ機能、シリアルポール、トークオ
ンリモード、MLA によるトーカ解除
基本リスナ機能、MTA によるリスナ解除
サービスリクエスト全機能あり
リモートローカル全機能あり
パラレルポール機能なし
デバイスクリア全機能あり
デバイストリガ機能なし
コントローラ機能なし

オープンコレクタ

3 ステート5-7

5.2 本器の GPIB インタフェース■ 使用コード
本器の各種設定に使用するプログラムコードは、ISO
パネル面設定メモリのコメントは、ISO

7 ビットコード(ASCII)です。ただし、8 ビットコード(カタカナ)を使用することができます。

また、アルファベット小文字と大文字の区別はなく、いずれでも解釈実行します。

｢5.2.3■ アドレスとデリミタ

GPIB の設定｣

本器のアドレスとデリミタ(トーカ時)は、特殊機能で設定し、設定された値は、電源をオフにしてもバッテリでバックアップされます。
アドレスの設定範囲は、1～30 です。
デリミタは、“CR”あるいは“CR/LF”が選択でき、同時に EOI 信号も出力されます。
リスナ時のデリミタは、“CR”、“LF”、“EOI”のいずれでも、またいずれの組み合わせでも受け付けます。

■ インタフェースメッセージに対する応答
GPIB インタフェースを初期化する。
IFC
指定されているリスナ、トーカを解除する。
入力バッファ及び出力バッファをクリアする。
エラーステータスをクリアする。
DCL および SDC
SRQ 発信の解除し、SRQ 要因をリセットする。
(本体の機能は変化しません)
LLO

パネル面の GPIB ﾛｰｶﾙキーを無効にする。

GTL

ローカル状態にする。

■ プログラムコード
本器の各種設定に用いるプログラムコードは、本器の入力バッファに一度貯えられ、デリミタを受信した時点で入力順に解釈実行します。
入力バッファは 1024 文字(1k バイト)あり、デリミタは入力バッファには入りません。
1k バイトを超えるプログラムコードを受信した場合は、入力バッファオーバフローとなり、
入力バッファをクリアしてプログラムコードの実行はしません。
プログラムコード解釈時に規定外のヘッダやパラメタがあった場合は、そのプログラムコー
ドを含め以降のデータをすべてクリアして実行しません。
解釈･実行の終了で入力バッファはクリアされ、次の入力が可能となります。
プログラムコードは、ヘッダとパラメタに分けられ、入力バッファ文字数以内で続けて送ることができます。下記にプログラムコード送信時の構文を示します。

RX47175-8

5.2 本器の GPIB インタフェース

ヘッダ

パラメタ

デリミタ

: スペースコード: セミコロン

図 5-4

プログラムコードの構文

プログラムコードを続けて送信する場合、見やすさのためにプログラムコード間にスペース
あるいはセミコロン“;”を入れることができます。ただし、スペースとセミコロンはバッファに蓄えられますので、少ない方がバッファを有効に使用することができます。
本器のプログラムコードは、大きく分けて設定や動作指令を行う設定メッセージと、状態や設定を問い合わせる問い合わせメッセージとがあります。
基本的なプログラムコードの形式を下記に示します。
z

設定メッセージの例(故障開始位相機能をオン、故障開始位相を 123.4゜に設定)
０ ；
ＦＰＨ
１２３．４
ＦＰＣ
a
b c d eabｃz問い合わせメッセージの例(故障開始位相の問い合わせ)
？ＦＰＨ
a

a:

ヘッダ部です。大文字、小文字どちらでも受け付けます。

b:

見やすさのために入れるスペースです。いくつあっても、また、なくてもかまいません。

c:

パラメタ部で、極性(+、-)、数字から成ります。指定範囲を超えた場合は、設定されません。極性のあるパラメタで極性が省略されたときはプラスとみなします。

d:

複数のプログラムメッセージを区切るためのセミコロンで、いくつあっても、また、なくてもかまいません。
問い合わせメッセージは、特殊なものを除き設定メッセージに対応していて、設定メッセー

ジのヘッダに?マークを付けます。パラメタは持ちません。問い合わせメッセージは 1 回の転送に 1 種類のみ有効で、本器は問い合わせメッセージを受け取ると、次にトーカに指定されたときその応答メッセージを送出します。複数個の問い合わせメッセージを受け取ったときは、最後の問い合わせメッセージが有効となります。
プログラムコードの一覧表を｢表 5-2

RX4717

プログラムコード一覧｣に示します。

5-9

5.2 本器の GPIB インタフェース■ 応答メッセージ
１２３．４
ＦＰＨ
a
b
c
a:

ヘッダ部で、すべて大文字です。ヘッダオフ“HDR0”のときは送出しません。

b:

スペースです。ヘッダオフ“HDR0”のときは送出しません。

c:

パラメタ部で、送出するデータが小数のときは浮動小数点の数値となります。極性は、マ
イナスの場合のみ“-”が付加されます。

■ サービスリクエスト
サービスリクエスト(SRQ)は、本器が次の状態になったときコントローラに割り込みをかける
機能で、バスラインの SRQ の信号線を Low にします。
SRQ の要因は下記のとおりです。
z

エラーが発生したとき

z

増幅器出力がオーバのとき。

z

カウンタ計測が終了したとき。

z

スイープが終了したとき。

コントローラが本器の SRQ を検出し、シリアルポールを行いますと、本器は下記のステータ
スバイトをコントローラに転送し、SRQ の信号線を High に戻します。
ステータスバイト

スイープ終了時1
カウンタ計測終了時1未使用
電流出力増幅器オーバ時1
電圧出力増幅器オーバ時1
エラー発生時1
ＳＲＱ発生時1未使用

図 5-5

RX4717ステータスバイト

5-10

5.2 本器の GPIB インタフェース
サービスリクエストは、使用する項目のみ選択することができ、使用しない要因は該当するビットを 1 にし、マスクして禁止します。マスクのヘッダは“MSK”でパラメタは 10 進数で設定します。
例えば｢カウンタ計測終了｣と｢電圧出力増幅器オーバ｣を使用するときは、21、24 を 0、他を 1に設定するので、20+22+23+25=45 で“MSK 45”と設定します。
サービスリクエストは下記の場合解除されます。
z

シリアルポールによるステータスバイト出力後z

デバイスクリア(SDCz

該当する要因の“MSK”によるマスク時

or■ エラーコードDCL)受信時｢7.1

エラーメッセージ｣

エラーが発生している場合、“?ERR”の問い合わせメッセージで、エラーコードを送出します。

5.2.2

取り扱い上の注意
GPIB に接続できる機器は、コントローラを含めて 1 システム内 15 台までです。また、z

ケーブルの長さは下記の制限があります。
・ケーブルの総長は 2m×(装置数)または 20m のどちらか短いほうとする。
・一本のケーブル長は 4m 以下であること。
GPIB コネクタの取り外しは、本器の電源をオフにした状態で行ってください。バス上

zに他の機器が接続されている場合は、それらの機器の電源もオフにしてください。
z

GPIB 使用時は、GPIB バス上のすべての機器の電源を投入してください。

z

GPIB のアドレスの設定は、十分確認してから行ってください。特に、同一システム内で同じアドレスを設定すると、機器が破壊することがあります。
デリミタに十分注意してください。システム内で統一されていないとトラブルの原因に

z

なります。
本器に送信されたプログラムコード列のヘッダ部にエラーがある場合、そのプログラムz

コード列はすべて実行されません。また、パラメタ部にエラーがある場合、そのプログラ
ムコードは実行されません。
出力要求をせずに(問い合わせメッセージを送らずに)本器をトーカに指定しますと、z

GPIB バスがロックする恐れがあります。
GPIB は比較的環境の良いことを想定したインタフェースですから、電源変動やノイズ

zの多い所での使用はできるだけ避けてください。

RX47175-11

5.2 本器の GPIB インタフェース

5.2.3

GPIB の設定

本器は GPIB と RS-232C の 2 つのインタフェースを持っていますが、同時には使用できません
のでいずれかを設定しなければなりません。
また、GPIB 使用の有無、アドレスおよび各種パラメタの設定は特殊機能で行い、設定された
値は電源をオフしてもバッテリでバックアップされます。
GPIB を使用するときは GPIB をオンに設定します。GPIB をオンに設定すると RS-232C は自動的にオフとなります。また逆に、GPIB をオフに設定すると RS-232C は自動的にオンとなります。
GPIB のアドレス設定範囲は 0～30 ですが、一般的にアドレス 0 はコントローラが使用します
ので、1～30 の設定となります。出荷時には、2 が設定されています。
デリミタの設定は本器がデータを送出する時のデリミタ選択で、“CR”または“CR/LF”が選択できます。“EOI”はいずれの設定でも付加されます。
設定方法z

シフト+特殊機能を押し、【設定/データ】を特殊機能の設定にします。
モディファイを回して[GPIB]を選択します。
▼でカーソルを下に移動し、モディファイを回して[ｵﾝ]に設定します。

設定/データGPIB
ｵﾝ
設定/データ
設定/データ▲でカーソルを上に移動し、►を押します。

GPIB
CR LF

▲(上がアドレス)、▼(下がデリミタ)でカーソルを移動し、設定/データモディファイででアドレス(0～30)、デリミタ[CR]、[CR LF]を設定します。

RX47175-122

5.2 本器の GPIB インタフェース

5.2.4

リモート/ローカルの動作

GPIB には周辺機器がコントローラによって制御されているかどうかを表す状態があります。
これがリモート/ローカルです。
本器がコントローラにより、リモート状態に設定されますと、GPIB ﾛｰｶﾙの LED が消灯し、パネル面での操作が禁止されます。
パネル面より本器をローカル状態に戻すには、GPIB ﾛｰｶﾙキーを押します。本器がローカルに戻りますと、GPIB ﾛｰｶﾙの LED が点灯し、パネル面での操作が可能となります。
また、本器にコントローラより LLO(ローカルロックアウト)の設定がされますと、GPIB ﾛｰｶﾙ
キー入力は無効となります。このとき、本器のリモート/ローカル状態はすべてコントローラによって制御されます。ローカルロックアウトの状態から抜け出すためには、ユニラインメッセージである REN を High(False)にします。
次に、リモートローカルの動作を図示します。
なお、トーカの場合は、リモート/ローカルには無関係です。
［ローカル状態］［リモート状態］

電源オン
REN=Low (True)でアドレス指定された
GTL コマンドローカル（Not LLO）

REN=High (False)

リモート（Not LLO）

[LOCAL] キー

LLO コマンドLLO コマンド

REN=Low (True)でアドレス指定されたローカル(LLO)

GTL コマンド［ローカルロックアウト(LLO) 状態］
パネル操作禁止

パネル操作可能

図 5-6

RX4717

リモート/ローカルの動作

5-13

リモート(LLO)

5.2 本器の GPIB インタフェース

5.2.5

プログラムコードの設定

A) 振幅･位相等基本データの設定
本器の振幅や位相の設定には、定常･故障の状態、電流･電圧出力の相の種別があります。このため本器では、予め状態と相を指定してから振幅と位相を設定します。
下記の状態を設定するためには次のようになります。
定常
故障
電圧出力
電流出力
電圧出力
電流出力
振幅
63.5V
1A
32.8V
2A
位相
0.0 ﾟ
90.0 ﾟ
30.0 ﾟ
120.0 ﾟz

プログラムコードの送信
CES0 CEP0 RNG1 AMP63.5 PHS0 CEP1 RNG0 AMP1 PHS90 CES1 CEP0 AMP32.8 PHS30
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
OUC1 CEP1 AMP2 PHS120 OUC1 “CR/LF”
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲

まず最初に、定常設定値を転送するために CES0(①)を送り、以降のデータが定常設定値であることを宣言します。②～⑨のデータが定常設定値と解釈されます。
CEP0(②)を送り、以降のデータが電圧出力の設定値であることを宣言します。③～⑤のデー
タが電圧出力の設定値と解釈されます。
RNG1:

電圧出力のレンジが 125V に設定されます。
(レンジは、定常･故障の区別はありません)

AMP63.5:

定常電圧の振幅が 63.5V に設定されます。

PHS0

:

定常電圧の位相が 0゜に設定されます。

CEP1(⑥)を送り、以降のデータが電流出力の設定値であることを宣言します。⑦～⑨のデー
タが電流出力の設定値と解釈されます。
RNG0:

電流出力のレンジが 4A に設定されます。
(レンジは、定常･故障の区別はありません)

AMP1

:

定常電流の振幅が 1A に設定されます。

PHS90

:

定常電流の位相が 90゜に設定されます。

次に、CES1(⑩)を送り以降のデータが故障値であることを宣言します。⑪～⑱のデータが故
障設定値と解釈されます。順次故障設定値が設定されます。
③と⑦でレンジを変更すると、出力は自動的にオフになります。このため、⑭で電圧出力をオンにし、⑱で電流出力をオンにします。
“CR/LF”(⑲)のデリミタでデータ転送が完了し、本器の実際の設定はこの時点から開始されます。

RX47175-14

5.2 本器の GPIB インタフェースB) 高調波 1 パラメタのデータ設定
高調波 1 は、設定された次数の振幅百分率と位相によって内部で演算をし、振幅 12Bit、時間軸 12Bit の波形をメモリに設定します。
よって、パラメタを設定した後、演算実行命令を付加する必要があります。
下記の状態を設定するためには次のようになります。
定常
故障
電圧出力
電流出力
電圧出力
電流出力
1次:100%、0ﾟ
1次:100%、0ﾟ
1次:50%、0ﾟ
1次:70%、0ﾟ
2次:30%、90ﾟ
3次:20%、45ﾟ
3次:20%、180ﾟ 5次:10%、150ﾟ
zプログラムコードの送信
FNC1 CES0 CEP0 HAM1,100 HPH1,0 HAM2,0 ･･･ HAM25,0 HCL CEP1 HAM1,100 HPH1,0
①
②
③
④
⑤
⑥ ･･･
⑦
⑧ ⑨
⑩
⑪
HAM2,0 ･･･ HAM25,0 HCL
⑫
･･･
⑬
⑭
CES1 CEP0 HAM1,50 HPH1,0 HAM2,30 HPH2,90 HAM3,20 HPH3,180 HAM4,0 ･･･ HAM25,0
21
22
23
24
◯
◯
･･･
◯
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
◯
HCL CEP1 HAM1,70 HPH1,0 HAM2,0 HAM3,20 HPH3,45 HAM4,0 HAM5,10 HPH5,150
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
HAM6,0 ･･･ HAM25,0
35
36
･･･
◯
◯

HCL “CR/LF”
37◯

高調波 1 は、電圧･電流出力そして定常･故障個別に作成することができます。
まず、FNC1(①)を送出し、高調波 1 モードの指定をします。
CES0(②)で以降のデータが定常、CEP0(③)で電圧出力のデータであることを宣言します。
HAM1,100(④)、HPH1,0(⑤)で定常電圧の一次が 100％、0゜に設定されます。以降、2 次から
25 次までの高調波振幅が 0％で、正弦波のデータとなります。設定前に各高調波の振幅が 0％に設定されている場合は、⑥～⑦を省略することもできます。HCL(⑧)命令で④～⑦設定値で波形演算し、定常電圧波形メモリに書きこみます。
CEP1(⑨)で電流出力のデータであることを宣言し、⑨～⑭で同様に定常電流波形メモリに正弦波を書き込みます。
CES1(⑮)で以降のデータが故障、CEP0(⑯)で電圧出力のデータであることを宣言します。
24 で、故障電圧の各次数の振幅と位相を設定します。HCL(◯
25 )命令で波形演算し、故障電⑰～◯

圧波形メモリに書き込みます。
26 )で電流出力のデータであることを宣言し、◯
27 ～◯
37 で同様に故障電流波形メモリに書CEP1(◯

き込みます。

RX47175-15

5.2 本器の GPIB インタフェース

C) 任意波形データの設定
振幅のデータ範囲は、-2047～+2047 で 0 が出力波形の 0 点に相当します。また、データは 1
波形 4096 個からなり、0 から 4095 のアドレスに設定します。
したがって、正弦波のデータは、下式から算出できます。
V(N)＝2047×SIN(360×N／4096)
N:アドレス番号 0～4095、V(N):各アドレスにおけるデータの値
任意波形データの設定は、ASCII 形式の数字と、16 ビット 2 の補数形式のバイナリデータを
8 ビットずつ、2 ワードで設定する 2 つの方法があります。
■ ASCII 形式による任意波形データの設定
設定する波形データの値は ASCII 形式の整数値で、予め設定開始のアドレスとデータ転送数を指定し、設定データを書き込みます。
データの入力バッファは 1024 文字なので、一回の転送では 4096 個のデータを受け取ることができません。したがって、データを分割してデリミタで区切って転送します。一個のデータ
は極性、データの区切り“,”を含め最大 6 文字で構成していますので、一回で転送できるデー
タは 170 個となります。
プログラムコードの送信z

FMT0 FNC2 CES0 CEP0 WDN4096 STT0 SET “CR/LF”
0, 3, 6, 9, 13, 16, ･･････････････････････ 390, 393, 396 “CR/LF”
399, 402, 405, ･･･････････････････････････ 775, 778, 780 “CR/LF”
783, 786, 789, ････････････････････････ 1129, 1132, 1135 “CR/LF”……

1137, 1140, 1142, ･････････････････････ 1441, 1443, 1445 “CR/LF”-1137, -1135, -1132, ･･････････････････ -792, -789, -786 “CR/LF”-783, -780, -778, ･････････････････････ -409, -406, -402 “CR/LF”-399, -396, -393, ･･･････････････････････････ -9, -6, -3 “CR/LF”
最初の行は以下となります。
FMT0、FNC2:

任意波形データフォーマットを ASCII、波形を任意波

CES0、CEP0:

状態指定を定常、相指定を電圧出力

WDN4096、STT0:

転送データ数を 4096、設定開始アドレスを 0

SET:

以下送られるデータが波形データであることの宣言

次の行からがデータの転送で、バッファをオーバしないようにデリミタまで、128 データを転送します。以下の行も波形データで、32 行のデータ転送を終了すると、波形データ 4096 個の転送が完了します。

RX47175-16

5.2 本器の GPIB インタフェース■ バイナリ形式による任意波形データの設定
データ転送の指定方法はアスキーの場合と同じですが、16 ビット 2 の補数形式バイナリデー
タを 8 ビットずつ上位･下位の順で 2 回転送し、1 つのデータとします。アスキー形式に比べ、少ない転送データ数で設定できるので、転送時間も速くなります。
プログラムコードの送信z

FMT1 FNC2 CES0 CEP0 WDN4096 STT0 SET “CR/LF”(00000000)(00000000)(00000000)(00000011)(00000000)(00000110)･･････････････････(00000011)(00001010)(00000011)(00001100) “EOI”(00000011)(00001111)(00000011)(00010010)(00000011)(00010101)……

･･････････････････(00000101)(10100011)(00000101)(10100101) “EOI”(11111100)(11110001)(11111100)(11101110)(11111100)(11101011)･･････････････････(11111111)(11111010)(11111111)(11111101) “EOI”
最初の行は以下となります。
FMT1、FNC2:

任意波形データフォーマットをバイナリ、波形を任意波

CES0、CEP0:

状態指定を定常、相指定を電圧出力

WDN4096、STT0:

転送データ数を 4096、設定開始アドレスを 0

SET:

以下送られるデータが波形データであることの宣言

次の行からがデータの転送で、16 ビットの 2 の補数バイナリデータを 8 ビットずつ上位･下位と転送し、256 データで 512 個のバイナリデータが送出されます。16 行のデータ転送を終了
すると、波形データ 4096 個の転送が完了します。

D) 問い合わせメッセージに対する応答
以下、動作モードが通常スイープ[ｽｲｰﾌﾟ]のとき、動作点を問い合わせる例です。
z

HDR1 CES2 CEP0 ?AMP “CR/LF”(プログラムコードの送信 1)
ヘッダをオン、状態指定をスイープ出力、相指定を電圧、振幅の問い合わせz

AMP 50.63“CR/LF”(応答メッセージの受信 1)
スイープ出力の電圧振幅が 50.63Vz

HDR0 ?PHS “CR/LF”(プログラムコードの送信 2)
ヘッダをオフ、位相の問い合わせz-150.2 “CR/LF”(応答メッセージの受信 2)
スイープ出力の電圧位相が-150.2 ﾟ

RX47175-17

5.3 プログラムコード一覧

5.3

プログラムコード一覧
表 5-2

機能名

ヘッダ

マスタ/スレーブ

GRP

動作モード

MOD

動作指令

OST

PSW モード

PSW

周波数モード

FMD

周波数(内部)

FRQ

波形切換

FNC

RX4717

プログラムコード一覧

動作及び設定範囲
0:タンドク
1:マスタ
2:スレーブ
0:マニュアル
1:HLD 急変
2:NHD 急変
3:ノーマルスイープ
6:動作･復帰時間計測
7:95 試験
8:サーチスイープ
9:DSK サーチスイープ
11:SOR 急変
0:定常
1:故障
2:故障方向スイープ
3:定常方向スイープ
4:スイープ停止
0:オルタネート
1:モーメンタリ
0:内部
1:50Hz 固定
2:60Hz 固定
3:ライン同期
4:外部同期
10.000～200.000Hz
0:正弦波
1:高調波 1
2:任意波
3:高調波 2
6: +DC
7: -DC内部 DIP SW で直流波形選択禁止
設定となっている場合は+DC 及び-DC 設定は無効となります。

5-18

問い
合わせ

相
指定

状態
指定

例

有

不要

不要

GRP1

有

不要

不要

MOD1

有

不要

不要

OST2

有

不要

不要

PSW1

有

不要

不要

FMD1

有

不要

必要

FRQ50.5

有

不要

不要

FNC0

5.3 プログラムコード一覧

機能名

ヘッダ

コード設定
相指定

CEP

コード設定
状態指定

CES

機能名

ヘッダ

振幅

AMP

位相
位相設定範囲スイッチ
電流位相反転

PHS

増幅器入力切換

ISC

外部出力
振幅レンジ

EMA

RX4717

PLSPAS

動作及び設定範囲
0:電圧相
1:電流相
振幅･位相値等の設定の際、予め設定値がどの相に関するもの
か指定するためのコマンドで、設定データを問い合わせる時にも使用します。
0:定常(SOR ステップ 1)
1:故障(SOR ステップ 4)
2:スイープ出力
12:SOR ステップ 2
13:SOR ステップ 3
振幅･位相値等の設定の際、予め、どの状態に関するものか指定するためのコマンドで、設定デー
タを問い合わせる時にも使用します

動作及び設定範囲
電圧(+DC,-DC以外)
40V, 0.000～ 40.000V
125V, 0.00 ～125.00V
250V, 0.00 ～250.00V
電圧(+DC,-DC以外)
40V, 0.00～ 40.00V
125V, 0.0 ～125.0V
250V, 0.0 ～250.0V
電流(+DC,-DC以外)
0.4A, 0.00000～ 0.40000A
4A, 0.0000 ～ 4.0000A
20A, 0.000 ～20.000A
電流(+DC,-DC)
0.4A, 0.0000～ 0.2000A
4A, 0.000 ～ 2.000A
20A, 0.00 ～10.00A-359.9～359.9 ﾟ
0:マイナスなし
1:マイナスあり
パラメタなし0:内部
1:外部入力2:外部出力
電圧：0.00～999.99V
電流：0.000～99.999A
外部にブースタ等を使用する
際、設定値のフルスケールとなり
ます。

5-19

問い
合わせ

相
指定

状態
指定

例

有

＊＊

必要

CEP0

有

必要

＊＊

CES1

問い
合わせ

相
指定

状態
指定

例

有

必要

必要

AMP12.34

有

必要

必要

PHS120

有

不要

不要

PLS0

無

不要

不要

PAS

有

必要

不要

ISC0

有

必要

不要

EMA20

5.3 プログラムコード一覧

機能名

出力レンジ
出力各相
オン/オフ
出力一括
オン/オフ
出力切換器
モード
出力切換器
地絡/短絡

ヘッダ

RNG

OUC
OTC
SCM
SCG

出力切換器
相選択

SCP

切換器通信機能

GSC

機能名

ヘッダ

動作スタート
入力論理

STL

動作スタート
入力状態

STR

動作スタートストップ設定トリップ入力論理
トリップ入力状態
チャッタ時間チャッタ時間制御
故障継続時間故障継続時間制御
プリトリガ時間
プリトリガ時間制御
故障開始位相故障開始位相制御

RX4717

SPS
TRL
TRP
CHT
CHC
FLT
FLC
PTT
PTC
FPH
FPC

動作及び設定範囲
0: 40V, 4A
1:125V, 20A
2:250V, 20A
9:
0.4A
0:OFF
1:ON
0:OFF
1:ON
0:側面端子2:正面端子0:地絡
1:短絡
0:R(地絡)、R-S(短絡)
1:S(地絡)、S-T(短絡)
2:T(地絡)、T-R(短絡)
0:OFF
1:ON

動作及び設定範囲
0:↑a 印加
1:↓b 除去
問い合わせのみ
0:復帰
1:動作
0:不使用
1:使用
0:↑a 印加
1:↓b 除去
問い合わせのみ
0:復帰
1:動作
0.001～0.100s
0:OFF
1:ON
0.001～65.000s
0:OFF
1:ON
0.010～6.000s
0:OFF
1:ON
0.0～359.9 ﾟ
0:OFF
1:ON

5-20

問い
合わせ

相
指定

状態
指定

例

有

必要

必要

RNG1

有

必要

不要

OUC1

有

不要

不要

OTC1

有

不要

不要

SCM2

有

不要

不要

SCG1

有

不要

不要

SCP0

有

不要

不要

GSC0

問い
合わせ

相
指定

状態
指定

例

有

不要

不要

STL0

有

不要

不要

?STR

有

不要

不要

SPS0

有

不要

不要

TRL0

有

不要

不要

?TRP

有

不要

不要

CHT0.05

有

不要

不要

CHC1

有

不要

不要

FLT1.23

有

不要

不要

FLC0

有

不要

不要

PTT0.123

有

不要

不要

PTC1

有

不要

不要

FPH90

有

不要

不要

FPC0

5.3 プログラムコード一覧

機能名

ヘッダ

動作及び設定範囲

カウンタモード

CNT

カウンタクリア
カウンタ設定カウンタクリア
カウンタ設定自動復帰

CCL

動作時間測定値

CMV

復帰時間測定値

RTD

故障待機時間FTW

0:インタバル
1:ワンショット
2:トレイン
3:スタート計測
パラメタなし
0:オート
1:マニュアル
0:OFF
1:ON
動作時間計測値を問い合わせる
ときに使用する
データ範囲 0.0001～999.99s
復帰時間計測値を問い合わせる
ときに使用する
データ範囲 0.0001～999.99s
0.00～9.99s

機能名

ヘッダ

動作及び設定範囲

スイープ時間

STM

スイープ位置MSP

手動スイープMSC

ｻ-ﾁ･DSK スイープ
回数SWT

1.0～1000.0s
0.00～スイープ時間 s
任意のスイープ位置へ移動するためのコマンド
0:OFF
1:ON
スイープ回設定
2～10

ｻ-ﾁ･DSK スイープ
判定時間
DSK スイープ
トリップ待ち時間
ｻｰﾁ･DSK スイープ
出力カット

RX4717

CRS
ART

問い
合わせ

相
指定

状態
指定

例

有

不要

不要

CNT0

無

不要

不要

CCL

有

不要

不要

CRS1

有

不要

不要

ART0

有

不要

不要

?CMV

有

不要

不要

?RTD

有

不要

不要

FTW0.5

問い
合わせ
有

相
指定
不要

状態
指定
不要

STM123

有不要

不要MSP12.34

有

不要

不要

MSC1

有

不要

不要

SWT3

例

JTM

0.1～10.0s

有

不要

不要

JTM5.0TTM

0.1～10.0s

有

不要

不要

TTM3.0

SOC

0:不使用
1:使用

有

不要

不要

SOC1

5-21

5.3 プログラムコード一覧

機能名
95 試験
交差周波数
95 試験
スイープ速度
95 試験
折返待機時間
95 試験
振幅急変制御
95 試験
動作周波数
95 試験
動作時間
95 試験
復帰周波数
95 試験
復帰時間

ヘッダ

動作及び設定範囲

問い
合わせ

相
指定

状態
指定

例

FCF

10.000～200.000Hz

有

不要

不要

FCF48.5

FSS

0.001～9.999Hz/s

有

不要

不要

FSS1.23FRW

0.01～9.99s

有

不要

不要

FRW3.45

有

不要

不要

FAQ0

有

不要

不要

?FAF

有

不要

不要

?FAT

有

不要

不要

?FRF

有

不要

不要

?FRT

問い
合わせ
有

相
指定
不要

状態
指定
必要

SOT1.23

有

不要

不要

?SOR

FAQ
FAF
FAT
FRF
FRT

0:OFF
1:ON
問い合わせのみ
10.000～200.000Hz
問い合わせのみ
0.0001～999.99s
問い合わせのみ
10.000～200.000Hz
問い合わせのみ
0.0001～999.99s

機能名

ヘッダ

SOR 急変滞留時間

SOT

SOR 急変試験結果

SOR

SOR 表示切換

SOD

0:ノーマル(通常表示)
1:SOR パラメタ表示(ステップ 2、3)

有

不要

不要

SOD1

ヘッダ

動作及び設定範囲

問い
合わせ

相
指定

状態
指定

例

MST

問い合わせのみ
計測が正常に終了したかを示す
ステータスです。
正常に終了すると0となります。
計測値が得られない場合は、下記の値となります。
ノーマルスイープ
1
95試験
8
サーチスイープ
16
DSKサーチスイープ
32
HLD急変
64
NHD急変
128
動作･復帰同時計測
256
SOR急変
512

有

不要

不要

?MST

機能名

計測状態読出

RX4717

動作及び設定範囲
0.010～9.999s
問い合わせのみ
0:トリップ信号変化なし
1:トリップ信号変化あり

5-22

例

5.3 プログラムコード一覧

機能名

高調波１振幅高調波 1 位相

ヘッダ

HAM

HPH

高調波 1
演算実行

HCL

高調波 2 振幅
単位設定

HUN

高調波 2
振幅[%]

HMA

高調波 2
振幅[A]

HMB

高調波 2 位相HMP

高調波 2 次数
高調波 2
同期設定

HMD

RX4717HSY

動作及び設定範囲
第一パラメタ高調波次数：1～25
第二パラメタ
高調波振幅：0.0～100.0%
例は、3 次の振幅を 8.5%に設定。
問い合わせをするときは高調波次数を指定します。例は 3 次の高調波振幅の問い合わせ
第一パラメタ高調波次数：1～25
第二パラメタ
高調波位相：0～359 ﾟ
例は、3 次の位相を 120 ﾟに設定。
問い合わせをするときは高調波次数を指定します。例は、3 次の高調波位相の問い合わせ
パラメタなし演算結果波形がレンジフルスケ
ールの正弦波のピーク値を超えるとエラーになります。
0:%
1:A
高調波振幅値は、基本波+高調波
振幅が電流レンジのフルスケー
ル値を超えない値に制限されます。
0.0～100.0%
0.4A, 0.00000～ 0.40000A
4A, 0.0000 ～ 4.0000A
20A, 0.000 ～20.000A-359.9～359.9 ﾟ
基本波に相当する位相となります。
2～25
0:同期 OFF1:同期 ON

5-23

問い
合わせ

相
指定

状態
指定

例

HAM3,8.5
有

必要

必要
?HAM3

HPH3,120
有

必要

必要
?HPH3

無

必要

必要

HCL

有

不要

不要

HUN1

有

不要

不要

HMA50.3

有不要

不要

HMB1.23

有不要

必要

HMP180.1

有

不要

必要

HMD3

有

不要

必要

HSY1

5.3 プログラムコード一覧

ヘッダ

動作及び設定範囲

問い
合わせ

相
指定

状態
指定

例

任意波形データ
フォーマットFMT

0:アスキー形式(ASCII)
1:バイナリ形式(BINARY)
RS-232C のときは、アスキー形式
のみなので、バイナリ指定にするとエラーとなります。

有

必要

必要

FMT1

任意波形開始アドレス

STT

0～4095

有

必要

必要

STT1000

任意波形転送データ数

WDN

1～4096
データバッファの容量は、1024バイトなので、バッファオーバにならないようにデリミタで区切る必要があります。

有

必要

必要

WDN512

任意波形データ
書込開始

SET

パラメタなし

無

不要

不要

SET

任意波形データ
読出ブロック長BLK1～4096

有

必要

必要BLK512

任意波形データ
読出開始

OUT

パラメタなし

無

必要

必要

OUT

機能名

ヘッダ

問い
合わせ

相
指定

状態
指定

例

機能名

ビープ設定
拡張外部
応答入力
制御電源出力
制御

BEP

0:OFF
1:ON

有

不要

不要

BEP0

SRI

0～255

有

不要

不要

SRI3

有

不要

不要

POC1

有

不要

不要

STO0,ﾘｾｯﾄ

無

不要

不要

RCL10

POC

パネル設定
メモリ書込

STO

パネル設定
メモリ読出

RCL

RX4717

動作及び設定範囲

0:OFF
1:ON
第一パラメタ
メモリ番号：0～31
第二パラメタ
コメント
問い合わせはコメント内容となります。
例は現在の設定値を、メモリ 0 に｢ﾘｾｯﾄ｣のコメントを付けて記憶。
0～33
未記憶のメモリ番号を読み出すとエラーになります

5-24

5.3 プログラムコード一覧

機能名

ヘッダ

ヘッダオン/オフ

HDR

SRQ マスク

MSK

ステータスバイト

STS

エラーコード

ERR

機種名

IDT

バージョン

VER

RX4717

動作及び設定範囲
0:OFF
1:ON
0～63
SRQ 発振要因を選択するためのマスクです。下記の要因を選択し、加算した数値で設定します。
数値を設定すると SRQ 禁止となり、0 を設定すると全ての SRQ が禁止解除となります。
“MSK60”の設定では、カウンタ
計測完了と、スイープ停止のとき
SRQ が発生します
32
エラー発生
16
V 出力オーバロード発生
8
I 出力オーバロード発生
4
未使用
2
カウンタ測定完了
1
スイープ停止問い合わせのみ
下記の状態を検索するための問い合わせコマンドで、下記の発生要因の数値を加算した値で応答します。
64
SRQ 発生32
エラー発生
16
V 出力オーバロード発生
8
I 出力オーバロード発生
4
未使用
2
カウンタ測定完了
1
スイープ停止問い合わせのみ
エラーの状態を問い合わせするコ
マンド。エラー番号で応答します。
｢7.1 エラーメッセージ｣
問い合わせのみ
機種名を問い合わせるためのコマンド。本器の応答は“IDT 4717”となります。
問い合わせのみ
本器内部ソフトウェアのバージ
ョンを問い合わせするコマンド。
応答は“VER 3.00”等になります

5-25

問い
合わせ

相
指定

状態
指定

有

不要

不要

有

不要

不要

MSK60

有

不要

不要

?STS

有

不要

不要

?ERR

有

不要

不要

?IDT

有

不要

不要

?VER

例

6. RS-232C インタフェース

6.1 RS-232C の概要 ·····································6-1
6.1.1 RS-232C の主な仕様 ····························6-2
6.2 本器の RS-232C インタフェース ·······················6-4
6.2.1 仕 様 ········································6-4
6.2.2 コネクタおよび信号線 ··························6-5
6.2.3 コネクタの結線方法 ····························6-7
6.2.4 RS-232C の設定 ································6-8
6.2.5 プログラムコードの設定 ························6-9

6.1 RS-232C の概要

6.1

RS-232C の概要

RS-232C は、コンピュータやデータ端末装置とモデムなどのデータ通信器とのインタフェー
ス規格で、JIS

X 5101｢データ回線終端装置とデータ端末装置とのインタフェース｣および米国

EIA によって定められています。
データのシリアル伝送は、通信の分野で用いられ発展してきたもので、遠距離伝送の場合は信号を変調(Modulation)して送り、復調(Demodulation)して受信するモデム(Modem)と呼ばれる方式が広く使用されています。そしてこのモデムとのインタフェースを規格化したものがRS-232C です。したがって、データ端末とモデム側ではそれぞれに対応した仕様になっており、接続は｢図 6-1

RS-232C の接続｣のようになります。

この RS-232C がパーソナルコンピュータのインタフェースに使用され、その発展にともない計測器とのインタフェースにも使用されるようになってきました。コンピュータと計測器を
RS-232C でインタフェースして使用する場合、遠距離伝送の必要性が少ないため、モデムを省
略し、コンピュータと計測器を直接接続して使用する方法が多くなっています。この場合、RS-232C 本来の接続方法でないため、両方がコンピュータあるいはデータ端末側となってしまい、インタフェースがうまくいきません。そのため片方をモデムの仕様にしたり、相互の入力･出力、出力･入力間を接続したクロスケーブルと呼ばれるインタフェースケーブルを用いて解決
しています。クロスケーブルを使用した接続例を｢図 6-2

モデムを省略した接続｣に示します。

このように RS-232C は、GPIB にくらべ変則的に用いられるため、使用する前に接続する装置の仕様を十分調べ、システムに合ったケーブルで結線し、プログラムを作成しなければなりません。
コンピュータなど

モデム

モデム

ｷｬﾘｱ
制御

ｷｬﾘｱ
制御

変調

変調

復調

復調

図 6-1

RX4717

RS-232C の接続

6-1

データ端末など

6.1 RS-232C の概要

コンピュータなど

クロスケーブル

データ端末など

略語一覧
CD ：Carrier

Detec

RTS：Request

To

Data

CTS：Clear

To

Send

RxD：Received

DSR：Data

Set

Ready

TxD：Transmitted

DTR：Data

Terminal

Data

Ready

図 6-2

6.1.1

Send

モデムを省略した接続

RS-232C の主な仕様■ 相互接続等価回路
VO:

解放回路電圧RO :回路の内部直流抵抗

CO :ケーブルを含めた接続点で測定した
総合実行容量V:

相互点での電圧

C L:

接続点で測定した負荷の実行要領

R L:

終端直流抵抗

EL: 負荷の解放回路電圧

図 6-3

RX4717

相互接続等価回路6-2

6.1 RS-232C の概要■ レシーバ
入力インピーダンス(RL):

3kΩ～7kΩ(3～25V の印加電圧時)

実効負荷容量(CL):2500pF 以下

信号識別電圧“1”:-3V 以下“0”:+3V 以上開放回路電圧(EL)

:

2V 以下

最大開放回路電圧(Vo):±25V 以下

短絡時の最大電流:±0.5A 以下

論理出力レベル“1”:-15～-5V“0”:+15～+5V:

300Ω以下■ ドライバ

出力インピーダンス(Ro)■ コネクタ

データ端末側のコネクタを｢図 6-4RX4717接続用ケーブル側コネクタ｣に示します。

6-3

6.2 本器の RS-232C インタフェース

6.2

本器の RS-232C インタフェース

本器の RS-232C インタフェースは、本器の GPIB の機能とほぼ同じ機能を持ち、各種パラメタの設定、設定パラメタの転送およびデータの転送が行えます。
GPIB と同時には使用できません。また、下記の設定は RS-232C ではできません。
z

電源のオン/オフz

GPIB の設定(アドレス、デリミタ)zRS-232C の設定(ボーレート、ストップビット長、パリティ)z

モデイファイの動作

GPIB に比べ RS-232C が不利な点は、下記のとおりで、GPIB を使用した方が高速で高度な制御を行うことができます。
本器とコンピュータの接続が 1 対 1 となるため、1 台のコンピュータで複数の機器をコz

ントロールすることができない。したがって、本器を複数台使用し、マスタスレーブ接続
して多相保護リレー試験器を構成し、コンピュータコントロールする際には GPIB を使用することになります。
z

データ転送がシリアルのため、8 ビットパラレルの GPIB に比べ、転送速度が遅い。

z

割り込み機能がない。GPIB の SRQ に対応する割り込み機能がないため、効率的なプログラムが作成できない。

6.2.1

仕

様

本器の RS-232C は、JIS C 6361 の低速非同期式モデム用インタフェースに準じたデータ端末
側の仕様になっています。
通信モード

:

非同期式

ボーレート

:

300、600、1.2k、2.4k、4.8k、9.6k を設定

データビット長:

8 ビット

ストップビット長:

1 ビット、2 ビットを設定

パリティ

:

偶数、奇数、無しを設定

出力信号

:

±12V、ドライバ SN75188N 相当品

入力信号

:

最大±30V、レシーバ SN75189AN 相当品

同時に入出力は行えません。

RX47176-4

6.2 本器の RS-232C インタフェース

6.2.2

コネクタおよび信号線

コネクタのピン番号は｢図 6-5

データ回線終端装置側コネクタ｣のようになっています。

コネクタ固定ねじは M2.6 です。

39.09 (最大)(単位: mm)

38.84 (最小)8.48 (最大)8.23 (最小)4-R
シェル

ピン(おす)

2.69 (最大)2.59 (最小)5.99 (最大)5.69 (最小)図 6-4

接続用ケーブル側コネクタ

47.17 (最大)(単位: mm)

46.91 (最小)8.03 (最大)7.77 (最小)4-R
ピン(めす)

2.62 (最大)2.46 (最小)シェル
6.30 (最大)6.05 (最小)60 ( i i

38.51 (最大)38.25 (最小)

図 6-5

RX4717

データ回線終端装置側コネクタ

6-5)

6.2 本器の RS-232C インタフェース

表 6-1
ピン番号
1
2
3
4

名
称
保安用接地
Frame Ground
送信データ
Transmitted Data
受信データ
Received Data
送信要求
Request to Send

RS-232C の信号線の種類とその説明
略号

本器からのデータ出力信号線です。

出力

RxD

本器へのデータ入力信号線です。

入力

RTS

CTS

6

データセットレディ
Data Set Ready

DSR

20

RX4717

方向

TxD

送信可
Clear To Send

信号用接地
SignalGround
データ端末レディData Terminal Ready

明

FG

5

7

説

本器からデータ出力を開始するとき“H”に
出力なり、終了すると“L”に戻ります。
“H”で本器からのデータ出力を可能にしま
す。RTS に対する応答としてモデム等からCTS に“H”が返されるのが本来の手順です
入力が、受信側の応答待ちが不要のときは、CTS
を RTS に直結してください。また、受信側のBUSY としても使えます。
“H”のとき、本器からのデータ出力を可能にします。“L”のとき本器が出力状態にセットされると“Er6”になります。この信号入 入力力を必要としないときは、DTR に結線してく
ださい。

SG
DTR

本器が RS-232C モードのとき“H”になりま
出力
す。GPIB モードのときは“L”です。

6-6

6.2 本器の RS-232C インタフェース

6.2.3

コネクタの結線方法

モデムを使用しない RS-232C の場合は、GPIB のように規格化されたケーブルがありませんので、使用する装置の仕様に合わせて結線しなければなりません。
次に、本器(データ端末側型)とデータ端末側型の装置との結線方法の例を示します。実際の結線にあたっては、装置の仕様を十分に確認してから行ってください。
■ 最小結線本器内部では、接地 1 と信号用接地 7 は分離していません。
本器

ピン No

ピン No

接地

1

1

接地

送信データ

2

2

送信データ

受信データ

3

3

受信データ

RTS

4

4

RTS

CTS

5

5

CTS

6

DSR

注

ホストコンピュータ等

DSR

6

信号用接地

7

7

信号用接地

DTR

20

20

DTR

注:装置の仕様やプログラム等により結線する。

■ 相互の接続を確認し合う場合
本器内部では、接地 1 と信号用接地 7 は分離していません。
本器

ピン No

ピン No

接地

1

1

接地

送信データ

2

2

送信データ

受信データ

3

3

受信データ

RTS

4

4

RTS

CTS

5

5

CTS

DSR

6

6

DSR

信号用接地

7

7

信号用接地

未使用

8

8

CD

DTR

20

20

DTR

RX4717

6-7

ホストコンピュータ等

6.2 本器の RS-232C インタフェース

6.2.4

RS-232C の設定

本器は GPIB と RS-232C の 2 つのインタフェースを持っていますが、同時には使用できません
のでいずれかを設定しなければなりません。
また、RS-232C 使用の有無、ボーレートおよび各種パラメタの設定は特殊機能で行い、設定された値は電源をオフしてもバッテリでバックアップされます。
RS-232C を使用するときは RS-232C をオンに設定します。RS-232C をオンに設定すると GPIB
は自動的にオフとなります。また逆に、RS-232C をオフに設定すると GPIB は自動的にオンとなります。
RS-232C の設定パラメタは以下です。
RS-232C の使用

:

オン/オフ

ボーレート

:

300、600、1.2k、2.4k、4.8k、9.6k

ストップビット長:

1 ビット、2 ビット

パリティ

:

偶数[ｸﾞｳｽｳﾊﾟﾘﾃｨ]、奇数[ｷｽｳﾊﾟﾘﾃｨ]、無し[ﾅｼ]

設定方法

z

シフト+特殊機能を押し、【設定/データ】を特殊機能の設定にします。
モディファイを回して[RS-232C]を選択します。
▼でカーソルを下に移動し、モディファイを回して[ｵﾝ]に設定します。

設定/データRS-232C
ｵﾝ
設定/データ
設定/データ▲でカーソルを上に移動し、►を押します。
モディファイでを回すと、以下のパラメタ設定になります。
ボーレート[ﾎﾞｰﾚｰﾄ]
ストップビット長 [ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ]
パリティ[ﾊﾟﾘﾃｨ]▼でカーソルを下に移動し、モディファイで各パラメタを設定します。

RX4717

6-8

ﾎﾞｰﾚｰﾄ9600bps
設定/データ6.2 本器の RS-232C インタフェース

6.2.5

プログラムコードの設定

本器の RS-232C インタフェースのプログラムコードは、すべて GPIB と同じになっています。
RS-232C の場合は、GPIB のようなハードでのハンドシェイク機能を持ちませんので、本器をコントロールする場合、設定するプログラムコードの後に問い合わせメッセージを付加し、本器からの応答を受けとってから、次のステップに進むと信頼性の高い操作を行うことができます。特に、レンジ変更と出力オン/オフは時間がかかりますので、一つずつ確認しながら行って
ください。

■ 設定例
コントローラ
本器の動作を確認するために、"?IDT"を送り、機種コードが送られてくるのを待つ。

本器(ヘッダオン)?IDT

機種名の問い合わせコマンドを受信したので、機種名デー
タを送出する。

機種名データを受信したので、本器が動作状態にあると判断

IDT 4717

し、動作モードをホールド急変に設定するためのプログラム
コードを送り、設定確認のための問い合わせコマンドを同時に送る。

動作モードをホールド急変に

MOD1 ?MOD

設定するコマンドを受け取ったので、動作モードをホール
ド急変に設定する。続いて、ホールド急変の応答メッセー

MOD 1

ジを受け取ったので、設定が正ンドを受け取ったので、ホールド急変の応答メッセージをしく行われたと判断し、次のステップに進む。

RX4717動作モードの問い合わせコマ

6-9

7. トラブルシューティング

7.1 エラーメッセージ ···································7-1
7.2 故障と思われる場合 ·································7-3

7.1 エラーメッセージ

7.1

エラーメッセージ

電源投入時、セルフテストで、異常を検出した場合は、下側蛍光表示器にエラーメッセージを表示します。
エラー内容は以下のとおりです。当社または当社代理店にご連絡ください。
表 7-1
番号
1
2

メッセージ
ROM CHECK ERRORRAM CHECK ERROR3CHECK SUM ERROR

電源投入時のエラーメッセージ一覧
内容

使用しているROMに異常があった。本器の故障です。
使用しているRAMに異常があった。本器の故障です。
メモリバックアップしている電池が放電してしまい、
データが保持されなくなった。

通常操作でエラーが発生したときに、【設定/データ】に設定/データ

エラー番号とエラーメッセージを表示し、ERR 10

ビープ音設定がオンの場合は長音ブザーが鳴ります。

ﾊﾝｲｶﾞｲｴﾗｰ
設定/データ

エラー番号とエラーメッセージは、定常以外のキー入力(このときのキー入力による動作は無効)で表示が消え、通常操作にもどります。
エラー内容は以下のとおりです。
表 7-2
番号
10

メッセージ
ﾊﾝｲｶﾞｲｴﾗｰ

14

ｽﾄｱｻﾚﾃﾏｾﾝ

15
16
17
18
19
23
25
26
27
29

ﾆｭｳﾘｮｸｴﾗｰ
ｶｳﾝﾀｵｰﾊﾞ
Vｱﾝﾌﾟｵｰﾊﾞ
Iｱﾝﾌﾟｵｰﾊﾞ
ｾｲｷﾞｮｵｰﾊﾞ
ｺｳﾁｮｳﾊｵｰﾊﾞ
ｶﾞｲﾌﾞｱｳﾄﾁｭｳ
ｺｳﾁｮｳﾊ2ﾁｭｳ
Fｽｲｰﾌﾟﾁｭｳ
Mｽｲｰﾌﾟﾁｭｳ

RX4717

通常動作時のエラーメッセージ一覧
内容

テンキーでの設定値がパラメタ範囲外であった。
書込まれていないパネル面設定メモリを読出そうとした。または、メモリバックア
ップしている電池の放電による、パネル面設定メモリ内容の消失。
規定外のフォーマットでテンキー入力をした。
カウンタ計測値が最大値(9999.9秒)を超えた。
電圧増幅器の過負荷状態が、3秒以上継続した。
電流増幅器の過負荷状態が、3秒以上継続した。
制御電源出力の過負荷状態が、3秒以上継続した。
高調波1で、振幅の百分率の合計が大きすぎて波形メモリに書込めない。
増幅器入力切換が外部出力のとき、レンジの設定やオン/オフの操作をした。
波形切換が高調波2のとき、電圧のレンジ設定やオン/オフの操作をした。
95試験モードのとき、周波数モードを内部以外に設定しようとした。
手動スイープのオンのとき、自動スイープ操作をした。

7-1

7.1 エラーメッセージ

番号
30

メッセージ
ﾍｯﾀﾞｴﾗｰ

31

ｼﾝﾀｯｸｽｴﾗｰ

35
36
37

FRQﾓｰﾄﾞｴﾗｰ
ｽｲｰﾌﾟﾁｭｳX
10ﾓｼﾞｴﾗｰ38

ｲﾝﾀﾊﾞﾙｺﾃｲ

39

ｺｳﾁｮｳﾊ2ﾃﾞﾅｲ

40
41
42
43
44
45

ﾊﾟﾘﾃｨｴﾗｰ
ｵｰﾊﾞﾗﾝｴﾗｰ
ﾌﾚﾐﾝｸﾞｴﾗｰ
ﾊﾞｯﾌｧｵｰﾊﾞ
ﾌｫｰﾏｯﾄｴﾗｰ
ﾀﾝｲﾁｶﾞｲﾏｽ

RX4717

内容

GPIB、RS-232Cで、仕様にないヘッダのプログラムコードを設定しようとした。
GPIB、RS-232Cで、パラメタ設定が規定のフォーマットでないプログラムコードを設定しようとした。
周波数モードが内部でないとき、GPIB、RS-232で周波数を設定しようとした。
スイープ動作中に、GPIB、RS-232で、"?STS"、"OST"以外のコマンドが送られた。
GPIB、RS-232で、パネル設定メモリのコメントに11文字以上設定しようとした。
動作･復帰同時計測モードのとき、GPIB、RS-232Cで、カウンタモードをインタバル
以外に設定しようとした。
波形切換が高調波2以外のとき、GPIB、RS-232Cで、高調波2に関するパラメタを設定しようとした。
RS-232の転送データにパリティエラーがあった。
RS-232の転送データにオーバランエラーがあった。
RS-232の転送データのストップビットが不一致になった。
GPIB、RS-232で、一度に1025文字以上のデータが転送された。
GPIB、RS-232で、設定したプログラムコードにフォーマットエラーがあった。
高調波2単位が[%]のとき“HMB”、または[A]のとき“HMA”を送った。

7-2

7.2 故障と思われる場合

7.2

故障と思われる場合本器を使用していて、エラーが発生してないにも関わらず故障と思われる現象が生じた場合
は、下記の内容をご覧のうえ、操作、使用方法、接続に誤りがないかをご確認ください。
どの場合にも当てはまらない場合、故障の可能性があります。そのまま使用すると二次的な故障が起こることもあり危険ですので、本器の電源を切り、当社または販売店までご連絡ください。

■ 電圧振幅や電流振幅の設定値と出力値が一致しない
波形切換で正弦波以外を設定しているz

波形切換で正弦波を設定してください。
｢3.4.3

波形切換｣

負荷接続が間違っている

z

電圧増幅器、電流増幅器は、出力切換器の設定に従って出力先を切り換えています。
負荷接続を正しくしてください。
特に電流出力は、出力切換器モードが側面端子のとき、正面端子と側面端子が並列に接続されます。したがって、双方に負荷を接続していると、出力電流が分流してしまい
ますのでご注意ください。
｢3.3.4

出力切換器｣■ トリップ入力が誤動作して、うまく計測できない
トリップ信号の電圧があっていないz

トリップ信号が電圧信号の場合、本器のトリップ入力のスレショルド電圧は、+50V、+8V、+2.5V から選択します。計測する保護リレーのトリップ信号電圧に対して、十分余裕のあるスレショルド電圧を選択してください。
｢3.1.1

左側面パネル｣

保護リレーの中には、トリップ信号の漏れ電流が大きいものがあり、本器のトリップ
入力に接続したとき、動作していないときの電圧が+50V を超えてしまうことがあります。
このようなときは、本器のトリップ入力電圧端子に数 kΩの抵抗を並列接続して、漏れ電流を流し、動作していないときの電圧が+50V に対して十分低くなるようにしてください。
トリップ信号にチャッタがあるz

特に、カウンタモードがワンショットのときは、トリップ信号にチャッタがあると、チャッタの幅を計測してしまいます。
トリップ入力チャッタ除去機能で、チャッタを除去してください。
｢3.5.1.B)

RX4717

トリップ入力チャッタ除去機能の設定｣

7-3

7.2 故障と思われる場合■ 故障に急変しない、スイープ動作しない
トリップ入力論理の設定が間違っているz

トリップ入力は、標準では電圧が印加(あるいは接点が短絡)の場合を動作、電圧が除去(あるいは接点が開放)の場合を復帰としていますが、保護リレーにはこの論理が逆なものがあるため、トリップ入力論理の設定によって信号入力の論理を反転させます。
この設定が間違っていると、急変モードでは故障に急変せず、スイープ動作をするモードではスイープ動作をしません。
トリップ入力論理設定を正しくしてください。
｢3.5.1.A)

トリップ入力論理の設定｣

動作スタート入力論理の設定が間違っている

z

動作開始指令を動作スタート入力で行うとき、動作スタート入力論理の設定が間違っていると動作しません。から
動作スタート入力論理設定を正しくしてください。
｢3.5.1.C)

動作スタート入力論理の設定｣■ 外部の信号で急変させたが、カウンタがうまく動作しない
外部の信号が、動作スタート入力に接続されてない

z

本器の急変指令入力、急変制御信号入力は、本器を直接に定常･故障の状態にするための入力で、カウンタは動作しません。
本器の動作スタート入力は、各動作モードの動作開始指令です。動作スタート入力で急変すれば、カウンタは動作します。
｢4.4.2

急変動作の同期｣動作スタート入力の信号にチャッタがあるz

動作スタート入力で急変するとき、その信号にチャッタがあるときは、ストップ設定
を不使用に設定してください。
ストップ設定が使用のとき、入力信号にチャッタが含まれると、すぐに定常に戻った
り、再び故障になったりすることがあり、カウンタがうまく動作しません。
｢3.5.1.D)

動作スタート入力ストップ設定｣■ 急変するとハングアップして動作しなくなる
電源容量が足りないz

テーブルタップや電工ドラムなどは電源ラインのインピーダンスが大きくなります。
本器を急変し、消費電流を急増させると、このインピーダンスにより電源電圧が急減し、正常動作できなくなる場合があります。
本器の電源は、直接コンセントから供給するようにしてください。

RX47177-4

7.2 故障と思われる場合■ キー入力ができない
キーロックまたはカーソルオフになっているz

キーロックまたはカーソルオン/オフの LED が点灯しているときがこの状態です。
シフトを押してシフトの LED を点灯した状態で、該当するキーを押し、そのキーの LEDを消灯してください。
GPIB でリモート状態になっているz

GPIB ﾛｰｶﾙの LED が消灯しているときが、リモート状態です。GPIB ﾛｰｶﾙを押し(LED が点灯)、ローカル状態にして下さい。
｢5.2.4

リモート/ローカルの動作｣■ GPIB、RS-232C がうまく動作しない
GPIB 設定、RS-232C 設定が間違っているz

本器には、GPIB と RS-232C の 2 つのインタフェースがありますが、同時には使用できません。
GPIB を使用する際は、GPIB 設定を正しく設定してください。GPIB アドレスが機器間で重複していたり、間違っている場合が特に多いです。
｢5.2.3

GPIB の設定｣

RS-232C を使用する際は、RS-232C 設定を正しく設定してください。
｢6.2.4

RS-232C の設定｣

外乱ノイズが多いなど動作環境が悪い

z

GPIB と RS-232C は、動作環境が良好な所で使用することを前提としたインタフェース
です。外来ノイズが多いなど動作環境の悪い所でのご使用はなるべく避けてください。
■ 電源が入らない
電源入力切換スライドスイッチの設定が間違っているz

正しい設定にしてください。
｢2.4

接地および電源接続｣■ 故障の LED が点灯したままである
マスタ/スレーブの設定がまちがっているz

本器は、並列制御信号に附属のマスタ/スレーブ並列制御信号渡りケーブルが接続されてない状態で、スレーブになっていると、故障の LED が点灯したままとなります。
本器単体で使用するときは、マスタ/スレーブの設定を単独に設定してください。
｢4.1.1

RX4717

マスタ/スレーブの設定｣

7-5

8. 保守

8.1 日常の手入れ ·······································8-1
8.1.1 メモリバックアップ用電池 ······················8-1
8.2 保管･再梱包･輸送 ···································8-2
8.3 バージョン番号の確認方法 ···························8-2
8.4 性能試験 ···········································8-3
8.4.1 性能試験前の準備 ······························8-3
8.4.2 出力振幅･位相 ·································8-4
8.4.3 ひずみ率 ······································8-5
8.4.4 周波数確度 ····································8-5
8.4.5 カウンタ確度 ··································8-6

8.1 日常の手入れ

8.1

日常の手入れ■ パネルやケースが汚れたとき
柔らかな布で拭いてください。汚れがひどいときは、中性洗剤に浸して固く絞った布で拭いてください。
シンナーやベンジンなどの揮発性の溶剤や化学雑巾などで拭くと、変質したり塗装が剥がれたりすることがありますので、絶対に使用しないでください。
■ 内部のほこりの除去
本器は小型軽量化のため強制空冷を採用しています。このため、粉塵の多い環境で使用すると内部に粉塵が混入し、絶縁不良や接触不良を起こす場合があります。
当社で校正する際に、内部の清掃を行いますので、定期的に校正されることをお奨めします。

8.1.1

メモリバックアップ用電池

バックアップに使用している電池は、通電中に小電流で充電されています。
完全充電時のメモリバックアップ期間は 60 日程度で、個体差があります。また、周囲温度によっても変化します。
完全放電状態から完全充電するためには、約 100 時間の通電が必要です。その後、週 20 時間以上通電すれば完全充電状態を保ちます。連続通電しても過充電の恐れはありません。
電池が劣化すると、バックアップ期間が短くなります。実用に耐えない程になりましたら、電池を当社で有償交換します。
電池の寿命は、使用条件(充電状態、周囲温度･周囲湿度)によって大きく変化しますが、完全充電状態を維持した場合、3～5 年間で容量が半減します。
6 ｹ月以上通電せずに保存すると、電池の寿命が著しく短くなることがありますので、本器を時々通電することをお勧めします。

RX47178-1

8.2 保管･再梱包･輸送

8.2

保管･再梱包･輸送■ 長期間使用しないときの保管z

電源コードをコンセントおよび本器から外してください。

z

棚やラックなど、落下物やほこりのないところに保管してください。

z

ほこりをかぶるおそれがある場合は、布やポリエチレンのカバーをかけてください。

z

保管時の環境条件は、-10～+50℃、5～95％RH ですが、温度変化の激しいところや直射日光の当たるところなどは避け、なるべく常温の環境で保管してください。

■ 再梱包･輸送のときの注意z

本器をポリエチレンの袋またはシートで包んでください。

z

本器の重さに十分耐え、寸法的に余裕のある段ボール箱をご用意ください。本器の 6 面を保護するように緩衝材を詰めて包装してください。

z

輸送を依頼するときは、本器が精密機器であることを運送業者に指示してください。

8.3

バージョン番号の確認方法

本器の電源を投入すると、【設定/データ】に組み込みソフトウエアのバージョン番号を表示します。

設定/データ4717
Ver X.XX
設定/データまた、GPIB、RS-232C の“?VER”コマンドでバージョン番号を問い合わせることもできます。

RX47178-2

8.4 性能試験

8.4

性能試験

本器の性能を保証するには、当社での校正が必要です。性能を保証するために、定期的に校正されることをお奨めします。
ここでは、主要な項目のうち、特別な冶具や測定器を使用せずに試験できる項目を示しています。試験の結果、仕様を満たさない項目があるときは、校正または修理が必要です。
より詳しい試験、校正または修理は、当社にご依頼ください。

8.4.1

性能試験前の準備

性能試験の前に以下を確認してください。
z

電源ラインの電圧は定格内(AC85～115V または 180～240V)にあるか。

z

周囲温度は、+15～+35℃の範囲にあるか。

z

周囲の相対湿度は、5～85％RH の範囲にあるか。

また、以下に相当する測定器と負荷用無誘導抵抗をご用意ください。
パワーマルチメータ(2721)

交流電圧･電流±0.1%以内、位相±0.1 ﾟ以内

ユニバーサルカウンタ

確度 1×10-6 以上

ひずみ率計

フルスケール 0.1%以下

電圧用負荷

電流用負荷

200Ω

20W

40V レンジ

25Ω

10W

0.4A レンジ

156Ω

200W

125V レンジ

2.5Ω

100W

4A レンジ1250Ω 100W

250V レンジ

0.45Ω

300W

20A レンジRX47178-3

8.4 性能試験

8.4.2

出力振幅･位相パワーマルチメータ(2721)

モニタのショートバーを外す。

図 8-1

負

荷

負

荷

パワーマルチメータ(2721)と負荷の接続■ 振幅確度
電圧出力は負荷を開放、電流出力は負荷を短絡します。
電圧、電流とも、各レンジそれぞれフルスケールに設定し、以下であることを確認します。
振幅確度:各レンジフルスケールの±0.5%以内(±0.2% typ.)■ 位相確度
電圧出力は負荷を開放、電流出力は負荷を短絡します。
電圧位相は、電流 4A レンジ 4A 設定を基準に、電流位相は、電圧 125V レンジ 63.5V 設定を基準にし、位相確度を求めます。
電圧、電流とも、各レンジそれぞれフルスケールに設定し、以下であることを確認します。
位相確度:±0.3°以内■ ロードレギュレーション
電圧出力は負荷開放(無負荷)を基準に、定格負荷接続時の測定値より、
電流出力は負荷短絡(無負荷)を基準に、定格負荷接続時の測定値より、ロードレギュレーシ
ョンを求めます。
電圧、電流とも、各レンジそれぞれフルスケールに設定し、以下であることを確認します。
振幅ロードレギュレーション:±0.2%以内(定格出力振幅･負荷変動100%時)
位相ロードレギュレーション:±0.2°以内(定格出力振幅･負荷変動100%時)

RX47178-4

8.4 性能試験

8.4.3

ひずみ率

負

荷

ひずみ率計

負

図 8-2

荷

ひずみ率計と負荷の接続

電圧、電流とも、定格負荷を接続します。各レンジそれぞれフルスケールに設定し、負荷両端のひずみ率が以下であることを確認します。
ひずみ率:0.5％以内(純抵抗定格負荷･定格出力時)
注: 電流出力負荷に誘導性負荷を接続すると、高周波雑音成分の電圧が強調され、ひずみ率が悪化します。

8.4.4

周波数確度

ユニバーサルカウンタ

図 8-3

ユニバーサルカウンタの接続(周波数確度)

周波数モードを、50Hz 固定、60Hz 固定にします。周波数確度が以下であることを確認します。
周波数確度:±30ppm 以内

RX47178-5

8.4 性能試験

8.4.5

カウンタ確度ユニバーサル
カウンタ

図 8-4

ユニバーサルカウンタの接続(カウンタ確度)

動作モードをホールド急変[HLD ｷｭｳﾍﾝ]、カウンタモードをインタバルにします。
ユニバーサルカウンタは、立下り～立上り時間を計測するモードにします。
故障継続時間機能をオンし、故障継続時間 100ms、1s、10s の設定で故障に急変します。故障
継続時間後、定常に戻り本器のカウンタが停止します。
ユニバーサルカウンタの計測値を基準として、本器のカウンタ値の確度が以下であることを確認します。
カウンタ確度:±(0.01%+1digit)以内
注: 故障継続時間は±10ms 程のばらつきがあります。

RX4717

8-6

9. 仕

様

9.1 電圧･電流出力定格 ··································9-1
9.1.1 交流出力 ······································9-1
9.1.2 直流出力 ······································9-3
9.2 信号発生部 ·········································9-4
9.3 動作モード ·········································9-5
9.4 カウンタ ···········································9-8
9.5 出力切換器 ·········································9-9
9.6 マスタ/スレーブ ····································9-9
9.7 増幅器入力切換 ····································9-10
9.8 その他の機能 ······································9-11
9.9 各種入出力 ········································9-12
9.10 インタフェース ····································9-16
9.10.1 GPIB ·········································9-16
9.10.2 RS-232C ······································9-16
9.11 一般事項 ··········································9-17

9.1 電圧･電流出力定格

9.1

電圧･電流出力定格

9.1.1

交流出力
電圧出力 単相

電流出力 単相

定格出力レンジ

40V

125V

250V

0.4A

4A

20A

交流出力電圧範囲

0～40V

0～125V

0～250V

0～10V

0～10V

0～18V

交流出力電流範囲

0～0.2A

0～0.8A0～0.2A

0～0.4A

0～4A

0～20A

2.5Ω

0.45Ω

注1

注2

許容負荷力率
定格負荷 注 3

0.7～1.0(遅れ)
200Ω

156Ω

1250Ω

25Ω

振幅確度

各レンジフルスケールの±0.5％以内(±0.2％ typ.)

位相設定範囲-359.9°～+359.9°(遅れ設定)

位相確度±0.3°以内

設定分解能
ロード
レギュレー
ション
ライン
レギュレー
ション

振幅

1mV

0.01V

0.01V

0.01mA

位相

0.1°

振幅

±0.2％以内(定格出力振幅･負荷変動 100％時)

位相±0.2°以内(定格出力振幅･負荷変動 100％時)

振幅±0.1％以内(定格出力振幅･電源変動±10％時)

位相±0.1°以内(定格出力振幅･電源変動±10％時)

ひずみ率0.5％以内(純抵抗定格負荷･定格出力時)z

特に断りのない場合、単位は実効値。

z

上記定格は出力周波数が 48Hz～62Hz、正弦波のとき。

z

上記定格は周囲温度+15～+35℃、周囲湿度 5～85%RH のとき。

z

出力電圧は出力端子で規定。位相は各出力相対値で規定。

z

急変･スイープは、同一レンジ内でのみ可能。

注1: 10A以上では、出力可能な電圧は小さくなります。
｢図 9-1

電流出力

20A レンジ出力電圧特性｣

注2: 63.5V以下では、出力可能な電流は小さくなります。
｢図 9-2

電圧出力

125V レンジ出力電流特性｣

注3: 電圧出力定格負荷は、最大電圧出力時の使用可能最小抵抗値。
電流出力定格負荷は、最大電流出力時の使用可能最大抵抗値。

RX4717

0.1mA

9-1

1mA

9.1 電圧･電流出力定格18出力電圧[V]151296

出力可能範囲

3
0
0

5

10

15

20

25

出力電流[A]
図 9-1

電流出力

20A レンジ出力電圧特性

出力電圧[V]

125100

出力可能範囲

75
63.5
50
25
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

出力電流[A]
図 9-2

RX4717

電圧出力

125V レンジ出力電流特性9-21

9.1 電圧･電流出力定格

9.1.2

直流出力
電圧出力 単相

定格出力レンジ
直流出力
電圧範囲

直流出力
電流範囲

DC+
設定時
DC設定時
DC+
設定時
DC設定時

定格負荷 注 1

電流出力 単相

40V

125V

250V

0.4A

4A

20A

0～+40V0～+125V

0～+250V

0～+10V0～+10V

0～+18V0～-40V0～-125V

0～-250V

0～-10V

0～-10V

0～-18V0～+0.1A

0～+0.2A

0～+2A

0～+10A0～-0.1A

0～-0.2A

0～-2A

0～-10A

50Ω

5Ω

1.8Ω

400Ω

1250Ω

2500Ω

振幅確度

各レンジフルスケールの±1.0％以内(±0.5％ typ.)

直流オフセット

各レンジフルスケールの±0.5％以内

設定分解能
ロード
レギュレーションライン
レギュレーション

10mV

0.1V

0.1V

0.1mA

±0.5％以内(定格出力振幅･負荷変動 100％時)±0.1％以内(定格出力振幅･電源変動±10％時)z

上記定格は周囲温度+15～+35℃、周囲湿度 5～85%RH のとき。

z

出力電圧は出力端子で規定。位相は各出力相対値で規定。

z

急変･スイープは、同一レンジ内でのみ可能。

注1: 電圧出力定格負荷は、最大電圧出力時の使用可能最小抵抗値。
電流出力定格負荷は、最大電流出力時の使用可能最大抵抗値。

RX4717

1mA

9-3

10mA

9.2 信号発生部

9.2

信号発生部

■ 相数
電圧単相、電流単相の 2 相■ 周波数モード
50Hz 固定、60Hz 固定、内部(周波数可変)
確度±30ppm 以内

内部の可変範囲

10.000～200.000Hz、1mHz 分解能

外部同期、ライン同期
外部同期周波数範囲

45～65Hz

同期セトリング時間

1s 以内■ 波形切換正弦波
高調波 1
高調波成分の振幅･位相連続可変はできません。

任意波

次数

1～25 次同時加算

振幅0.0～100.0%、0.1％分解能

位相0～359 ﾟ、1 ﾟ分解能

(GPIB または RS-2332C で波形データを設定)

高調波 2
電流出力のみ有効。高調波成分の振幅･位相連続可変ができます。基本波との同期をオフにすると非同期高調波となります。
次数1～25次のいずれか1波加算

振幅(%)

0.0～100.0%、0.1％分解能(A)
位相0～電流レンジフルスケール値
0.0～359.9ﾟ、0.1ﾟ分解能

基本波との同期
直流+、直流-RX4717

オン/オフ(内部ディップスイッチで禁止/許可を設定)

9-4

9.3 動作モード

9.3

動作モード

本器には各種試験が簡便に行えるように、以下の各種の動作モードがあります。
■ マニュアルモード
パネル面設定にしたがって自由に定常･故障が出力でき、動作スタート入力、トリップ入力の影響を受けません。また、内蔵のカウンタは動作しません。
トリップ入力の状態を正面パネル面の LED でモニタできますので、リレーの動作を確認しな
がら出力周波数、振幅、位相、波形を操作することができます。
■ ホールド(HLD)急変モード
永久故障を模擬した故障モードで、トリップ入力が動作すると増幅器出力が定常に復帰し、以降、トリップ入力が変化しても増幅器出力は変化しません。
周波数･振幅･位相･波形の各要素について定常･故障の急変を行い、トリップ入力の変化により内蔵のカウンタで保護リレーの動作･復帰時間を計測します。
定常値と故障値が同じ設定値の要素は、変化しません。
ホールド急変モード時は、以下の急変制御機能が使用できます。
故障開始位相0～359.9°、0.1°分解能

および機能のオフ

急変開始指令から、設定位相になったとき故障に急変します。
プリトリガ時間

10～6000ms、1ms 分解能

および機能のオフ

急変開始指令から、設定時間後に故障に急変します。
故障継続時間0.001～65.000s、1ms 分解能

および機能のオフ

設定時間以内にトリップ入力がない場合は、強制的に定常に戻します。
■ ノンホールド(NHD)急変モード
アーク故障を模擬した故障モードで、最初のトリップ入力の動作で増幅器出力が定常値となりますが、トリップ入力が再び復帰すると増幅器出力は故障となり、その後はトリップ信号によって出力が急変します。
周波数･振幅･位相･波形の各要素について定常･故障の急変を行い、トリップ入力の変化により内蔵のカウンタで保護リレーの動作･復帰時間を計測します。
定常指令を受け取ると、出力は定常値となり試験を終了します。その後はトリップ信号が変化しても増幅器出力は定常値を保ちます。
定常値と故障値が同じ設定値の要素は、変化しません。
ノンホールド急変モード時は、ホールド急変モード時と同様に急変制御機能が使用できます。
■ 動作･復帰同時計測モード
一回の急変で動作時間と復帰時間を同時に計測します。
故障待機時間0.01～9.99s、10ms 分解能

動作時間計測後、定常出力に自動復帰させるまでの時間を設定します。

RX47179-5

9.3 動作モード■ 通常スイープ
周波･振幅･位相の各要素について、定常･故障値間をスイープします。定常値と故障値が同じ
設定値の要素は、変化しません。手動スイープと自動スイープがあります。
自動スイープは、トリップ入力の変化によりスイープを自動停止し、そのときのパネル面表
示により、保護リレーの動作値･復帰値の計測ができます。故障方向スイープ時には、トリップ
入力の動作でスイープを停止し、定常方向スイープ時には、トリップ入力の復帰でスイープを停止します。
手動スイープはモディファイなどのキー入力によりスイープ位置を入力します。トリップ入力の状態には影響を受けません。
スイープ動作定常→故障、故障→定常の 2 方向スイープ動作

手動スイープオン/オフ(オフのとき自動スイープ)

スイープ時間

1.0～1000.0s、0.1s 分解能■ サーチスイープ
定常･故障値間を、スイープ速度を減速しながら指定された回数スイープを繰り返し、より正確な動作値または復帰値を計測します。
定常値と故障値が同じ設定値の要素は、変化しません。
スイープ動作動作値検出、復帰値検出の 2 種類スイープ動作

判定時間

0.1s～10.0s(DSK サーチスイープと共用)

トリップ入力の変化が確定しているかを判定する時間を設定します。
スイープ回数

1～10 回(DSK サーチスイープと共用)

繰り返すスイープ動作の回数を設定します。
出力カット

使用/不使用(DSK サーチスイープと共用)

計測終了後に出力をオフする(使用)、しない(不使用)を設定します。
■ DSK サーチスイープ
動作時間の遅い円盤形保護リレーを最初に動作または復帰させてからサーチスイープし、短時間でより正確な動作値または復帰値を計測します。
定常値と故障値が同じ設定値の要素は、変化しません。
スイープ動作動作値検出、復帰値検出の 2 種類スイープ動作

判定時間

0.1s～10.0s(サーチスイープと共用)

トリップ入力の変化が確定しているかを判定する時間を設定します。
スイープ回数

1～10 回(サーチスイープと共用)

繰り返すスイープ動作の回数を設定します。
出力カット

使用/不使用(サーチスイープと共用)

計測終了後に出力をオフする(使用)、しない(不使用)を設定します。
トリップ待時間

0.1～10.0s

動作開始で出力急変し、トリップが変化するまでの待ち時間を設定します。

RX47179-6

9.3 動作モード■ 95 試験モード
周波数リレーを計測するためのモードで、1 回の動作で動作周波数･動作時間･復帰周波数･復帰時間の 4 つを計測します。
スイープ速度0.001～9.999Hz/s、分解能 1mHz/s

周波数スイープの速度を設定します。
交差周波数10.000～200.000Hz、1mHz 分解能

動作･復帰時間を計測するための交差周波数を設定します。
折返待機時間0.01～650.00s、分解能 0.01s

故障から定常方向に周波数スイープを開始するまでの待ち時間を設定します。
振幅急変機能オン/オフ

計測開始時に出力振幅･位相を急変する(オン)、しない(オフ)を設定します。
■ SOR 急変モード
脱調リレー動作確認を行うためのモードで、ステップ 1(定常値)、ステップ 2、ステップ 3、ステップ 4(故障値)の 4 つの振幅･位相状態を、あらかじめ設定した滞留時間で遷移し、そのときのトリップ状態を検出します。
ステップ 1 の滞留時間 T1

0.010～9.999s、1ms 分解能ステップ 2 の滞留時間 T2

0 および 0.010～9.999s、1ms 分解能ステップ 3 の滞留時間 T3

0 および 0.010～9.999s、1ms 分解能ステップ 4 の滞留時間 T4

0 および 0.010～9.999s、1ms 分解能

RX47179-7

9.4 カウンタ

9.4

カウンタ

急変動作のときに使用するカウンタです。保護リレーからの動作信号を、トリップ入力に接続することにより、保護リレーの動作時間(動特性)を計測することができます。
■ カウンタモード
インタバル

急変開始から、最初のトリップ入力動作点までの時間を計測

ワンショット

最初のトリップ入力の動作幅時間を計測

トレイン

トリップ入力の動作幅の累積時間を計測

スタート計測動作スタート入力からトリップ入力までの時間を計測■ 計測範囲
0～9999.9ms、10.000～99.999s、100.00s～999.99s の 3 レンジ
自動レンジ切り換え■ 計測確度±(0.01%+1digit)以内■ カウンタ設定
カウンタクリア
オート

急変動作するときカウンタ値を自動クリア

マニュアル

クリアキー入力のみでカウンタ値クリア

自動復帰

RX4717

オン

ホールド急変のとき、トリップ入力動作で定常に復帰する

オフ

ホールド急変のとき、トリップ入力動作で定常に復帰せず故障を保持

9-8

9.5 出力切換器

9.5

出力切換器

電圧出力、電流出力を、正面端子か側面端子に切り換えます。電圧と電流の 2 組の出力切換器が内蔵されています。
側面端子は、三相 4 線式の出力になっており、地絡(相間)または短絡(線間)に切り換えます。
また相切り換え R、S、T により、一つの相間または線間を選択します。
■ 出力切換器の設定
正面端子

正面端子に出力します。

地絡

相切り換えにて R-N 間、S-N 間、または T-N 間を選択

短絡

相切り換えにて R-S 間、S-T 間、または T-R 間を選択

■ 電圧出力(側面端子)出力形式

フローティング、筐体間耐電圧 AC500Vrms1 分間、SNS 型メタルコネクタ 6 ピン(三和電気工業社製)

ピン接続①-R、③-S、⑤-T、②-N■ 電流出力(側面端子)出力形式

フローティング、筐体間耐電圧 AC500Vrms1 分間、SNS 型メタルコネクタ 4 ピン(三和電気工業社製)

ピン接続

9.6

①-R、②-S、③-T、④-N

マスタ/スレーブ並列制御信号コネクタに、附属のマスタ/スレーブ制御信号渡りケーブルを 1 本ずつ渡り接続
することにより、本シリーズ品を 2～4 台接続し、多相の保護リレー試験器として使用することができます。
周波数をマスタ器に同期させることで、機器間の位相設定を可能にし、周波数、出力振幅･位相について急変･スイープの同時動作をマスタ器の操作のみで行うことができます。
■ マスタ/スレーブの設定
マスタ

本器がマスタ器になります。

単独

本器単独で使用します。

スレーブ

本器がスレーブ器になります。

■ 切換器通信機能

オン/オフ

この機能は、本シリーズの出力切換器を備えている機器間で、マスタ/スレーブ時に、R、S、T の状態の同期をオン/オフする機能です。
■ 並列制御信号マスタ/スレーブ機能で、、附属のマスタ/スレーブ制御信号渡りケーブルを渡り接続するためのコネクタです。
形式

RX4717

コモン側は筐体電位、36 ピンマルチコネクタ

9-9

9.7 増幅器入力切換

9.7

増幅器入力切換

外部信号入出力を使用して、外部の信号で本器の増幅器を駆動したり、本器の内部シンセサ
イザ信号の出力で外部のブースタを駆動する設定にしたりします。
■ 入力切換の設定
内部
増幅器出力信号は、内部シンセサイザ信号になります。
外部入力
増幅器出力信号は、外部信号入力になります
外部出力
外部信号出力で外部ブースタを駆動します。外部ブースタ出力振幅を設定します。
電圧出力設定範囲

0.00～999.99V

電流出力設定範囲

0.000～99.999A■ 外部信号 出力
本器内部のシンセサイザ出力で、外部の増幅器を駆動するのに使用することができます。
出力相数

電圧単相、電流単相の 2 相

出力形式

不平衡、コモン側は筐体電位、BNC 接栓

出力電圧

1Vrms(各レンジ定格値設定時)

出力位相

電圧･電流出力端子と同相出力インピーダンス

10Ω以下■ 外部信号 入力
本器を電力増幅器のみで使用する際の信号入力端子です。
入力相数

電圧単相、電流単相の 2 相

入力形式

不平衡、コモン側は筐体電位、BNC 接栓

入力電圧

1Vrms(各レンジ定格出力)

入力位相

電圧･電流出力端子と同相

入力インピーダンス

10kΩ

RX47179-10

9.8 その他の機能

9.8

その他の機能■ 増幅器出力オン/オフ制御
各相個別オン/オフ、全相一括オン/オフ(オンは内部ディップスイッチで禁止/許可)■ PSW モード(正面パネルの故障指令キーの動作を設定)
オルタネート(一度押すと故障を保持)、モーメンタリ(押すと故障、離すと定常)■ 位相設定マイナス

無/有■ 電流位相反転機能■ ビープ音設定

オン/オフ■ パネル設定メモリ
読出、書込、コメント入力、50Hz/60Hz 初期値読出、全メモリ消去■ 内部ディップスイッチ設定
内容
本器がマスタのとき、スレーブ器に出力一括オンを送信
本器の出力一括オンの動作
波形切換 +DC/-DC 機能
外部信号出力の出力オフ時、信号振幅を 0 にする

RX4717

9-11

設定内容：*は出荷時の設定
ON(禁止)/*OFF(許可)ON(禁止)/*OFF(許可)*ON(禁止)/OFF(許可)*ON(禁止)/OFF(許可)9.9 各種入出力

9.9

各種入出力

■ 動作スタート入力
急変･スイープ動作の開始を外部信号で行うための信号入力です。入力の論理設定とストップ
設定機能があります。
ストップ設定は、使用に設定すると、信号を除去することにより、急変･スイープ動作を中止させることができます。
入力形式

電圧および接点、バインディングポスト

電圧入力

フローティング、筐体間耐電圧 AC250Vrms1 分間

電圧入力範囲0～+130V

入力インピーダンス

20kΩ

スレショルド電圧
接点入力

High レベル:+2.5V
Low レベル :+1.0V
フローティング、筐体間耐電圧 AC250Vrms1 分間

開放電圧

+5V

短絡電流

10mA

論理設定

印加 a、除去 b

ストップ設定使用、不使用■ トリップ入力
保護リレーの動作信号入力端子です。カウンタと定常･故障の制御や、スイープ動作を自動停止するのに使用します。入力の論理設定とチャッタ除去機能があります。
入力形式

電圧および接点、バインディングポスト

電圧入力

フローティング、筐体間耐電圧 AC250Vrms1 分間

電圧入力範囲0～+130V

入力インピーダンス

20kΩ

+2.5V 端子スレショルド電圧

High レベル:+2.5V
Low レベル :+1.0V+8V 端子スレショルド電圧

High レベル:+8.0V
Low レベル :+5.0V+50V 端子スレショルド電圧
接点入力

High レベル:+50.0V
Low レベル :+40.0V
フローティング、筐体間耐電圧 AC250Vrms1 分間

開放電圧

+5V

短絡電流

10mA

論理設定

印加 a、除去 b

チャッタ除去時間 1～100ms、1ms 分解能

RX4717および機能のオフ

9-12

9.9 各種入出力■ 急変指令入力
本器の出力を、定常から故障に直接制御するための外部信号入力です。High のとき定常、Lowのとき故障出力となります。
主に当社製 4705A と組み合わせて同時急変制御する場合、本器が 4705A(REMOTE OUTPUT)からの指令によって制御される場合に接続して使用します。
入力形式

ロジック信号、コモン側は筐体電位、バインディングポスト

電圧入力範囲0～+130V

入力インピーダンス

10kΩ

スレショルド電圧

High レベル:+2.5V
Low レベル :+1.0V■ 急変指令遅延出力
本器の出力が急変したとき変化する信号です。本器が故障出力のとき Low になります。
主に当社製 4705A と組み合わせて同時急変制御する場合、本器が 4705A(REMOTE INPUT)を制御する場合に接続して使用します。
出力形式

ロジック信号、コモン側は筐体電位、バインディングポスト

電圧出力範囲0～+5V■ 急変指令直接出力
本器が動作を開始したとき変化する信号です。本器が動作中に Low になります。
主に当社 4705A と組み合わせて同時急変制御する場合、本器が 4705A(REMOTE INPUT)を制御する場合に接続して使用します。
出力形式

ロジック信号、コモン側は筐体電位、バインディングポスト

電圧出力範囲0～+5V■ プリトリガ出力
オシロなどの起動用信号です。
本器が動作を開始したとき電圧出力は Low、接点出力は短絡になり、急変指令直接出力が復帰してから約 0.1s 後に復帰します。
出力形式

電圧および接点、バインディングポスト

電圧出力

コモン側は筐体電位

電圧出力範囲接点出力
接点容量

RX47170～+5V
フローティング、筐体間耐電圧 AC250Vrms1 分間
AC30V／0.1A、DC30V／0.2A

9-13

9.9 各種入出力■ 周波数同期信号入力
本器の出力周波数を外部信号に同期するとき使用します。信号の立ち下がりが、内部基準位
相 0°となります。
主に当社製 4705A(SYNC OUTPUT)に接続して使用します。
入力形式

ロジック信号、コモン側は筐体電位、バインディングポスト

電圧入力範囲-30～+30V

スレショルド電圧

High レベル:+2.5V
Low レベル :+1.5V■ 周波数同期信号出力
本器の出力周波数に同期した出力信号です。信号の立ち下がりが内部基準位相 0°となります。
主に当社製 4705A(SYNC INPUT)に接続して使用します。
出力形式

ロジック信号、コモン側は筐体電位、バインディングポスト

電圧出力範囲0～+5V■ 周波数同期信号入力(TPR-33)
本器の出力周波数を外部信号に同期するとき使用します。信号の立ち上がりが内部基準位相0°となります。
京濱電測社製 TPR-33N(SOURCE SIGNAL OUTPUT)と接続するときに使用します。
入力形式
不平衡、コモン側は筐体電位、RM12 丸型メタルコネクタ 2 ピン(ヒロセ電機社製)
電圧入力範囲-30～+30V

スレショルド電圧

High レベル:+2.5V
Low レベル :+1.5V■ 周波数同期信号出力(TPR-33)
本器の出力周波数に同期した出力信号です。信号の立ち上がりが内部基準位相 0°となります。
京濱電測社製 TPR-33N(SOURCE SIGNAL INPUT)と接続するときに使用します。
出力形式
不平衡、コモン側は筐体電位、RM12 丸型メタルコネクタ 2 ピン(ヒロセ電機社製)
出力インピーダンス

600Ω

出力レベル

-10～+10V

RX47179-14

9.9 各種入出力■ 急変制御信号入力(TPR-33)
本器の出力を、定常から故障に直接制御するための外部信号入力です。High のとき定常、Lowのとき故障出力となります。
京濱電測社製 TPR-33N(CONTROL SIGNAL OUT)と接続するときに使用します。
入力形式
不平衡、コモン側は筐体電位、RM12 丸型メタルコネクタ 3 ピン(ヒロセ電機社製)
電圧入力範囲0～+130V

スレショルド電圧

High レベル:+2.5V
Low レベル :+1.0V■ 急変制御信号出力(TPR-33)
本器の出力が急変したとき変化する信号です。本器が故障出力のとき Low になります。
京濱電測社製 TPR-33N(CONTROL SIGNAL IN)と接続するときに使用します。
出力形式
不平衡、コモン側は筐体電位、RM12 丸型メタルコネクタ 3 ピン(ヒロセ電機社製)
電圧出力範囲0～+12V■ 拡張外部応答入力
拡張外部応答入力は、拡張応答入力ボックス(オプション)を接続し、トリップ入力を 255 チ
ャネルまで拡張するためのコネクタです。
出力形式

50 ピンマルチコネクタ

信号形式

応答信号入力はフローティング、筐体間耐電圧 AC250Vrms1 分間
信号選択のための制御出力は筐体電位

選択アドレス

0～255

同時選択禁止信号

1 ビット

電源出力

+24V、100mA■ 制御電源出力保護リレーの制御電源用直流電源出力です。制御電源が必要な保護リレーの試験に使用します。
出力形式

フローティング、筐体間耐電圧 AC500Vrms1 分間、バインディングポスト

出力電圧DC110V±5％以内

出力電流

0.5Amax■ 制御出力本シリーズ 4731 を接続するためのコネクタです。
出力形式

RX4717

コモン側は筐体電位、14 ピンマルチコネクタ

9-15

9.10 インタフェース

9.10 インタフェース
9.10.1 GPIB
RS-232C とは同時には使用できません。
■ 設定項目電源スイッチ、GPIB アドレスおよび RS-232C のパラメタを除く、正面パネル設定のすべて。
任意波形データ■ 使用コードISO 8bit コード(カタカナフォント)、アルファベットの大文字･小文字の区別なし■ SRQ 発生要因
出力オーバロード、カウンタ計測終了、スイープ終了、エラー発生■ SRQ マスク
個別マスク可能■ インタフェース機能
SH1、AH1、T5、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、DT0、C0

9.10.2 RS-232C
GPIB とは同時には使用できません。
■ 設定項目電源スイッチ、GPIB アドレスおよび RS-232C のパラメタを除く正面パネル設定のすべて。
任意波形データ■ ボーレート
300．600、1.2k、2.4k、4.8k、9.6k の 6 点切り換え■ データビット長
8 ビット■ ストップビット長
1 ビットまたは 2 ビット■ パリティ
偶数、奇数、無し

RX47179-16

9.11 一般事項

9.11 一般事項■ 電源
48Hz～62Hz

AC85V～115V、AC180V～240V■ 最大消費電力
800VA
■ 耐電圧
電源入力一括対

筐体間

AC1500V

1分間

電圧出力一括対

筐体間

AC 500V

1分間

電流出力一括対

筐体間

AC 500V

1分間

制御電源出力対

筐体間

AC 500V

1分間

トリップ入力対

筐体間

AC 250V

1分間

動作スタート入力

対

筐体間

AC 250V

1分間

プリトリガ接点出力 対

筐体間

AC 250V

1分間■ 性能保証温湿度+15～+35℃、5～85%RH

ただし結露なきこと■ 動作保証温湿度0～+40℃、5～85%RH

ただし結露なきこと■ 保存条件温湿度-10～+50℃、5～95%RH

ただし結露なきこと■ 外形寸法430(W)×249(H)×469(D)mm｢図 9-3ただし突起物を含まず
外形寸法図｣■ 質量
19kg

RX47179-17

9.11 一般事項

図 9-3

RX4717

外形寸法図

9-18

ーーーー 保証 ーーーー

本器は、株式会社エヌエフ回路設計ブロックが十分な試験および検査を行って出荷しております。
万一製造上の不備による故障または輸送中の事故などによる故障がありましたら、当社または当社代理店までご連絡ください。
当社または当社代理店からご購入された本器の、正常な使用状態において発生した部品および製造上の不備による故障など、当社の責任に基づく不具合については、納入後 1 年間の保証をいたします。
この保証は、保証期間内に当社または当社代理店にご連絡いただいた場合に、無償修理をお約束するものです。
なお、この保証は日本国内においてだけ有効です。日本国外で使用する場合は、当社または当社代理店にご相談ください。
下記の事項に該当する場合は、保証期間内でも有償となります。
z

取扱説明書に記載されている使用方法、および注意事項に反する取り扱いや保管によって生じた故障z

お客様による輸送や移動時の落下、衝撃などによって生じた故障、損傷z

お客様によって本器に改造が加えられている場合

z

外部からの異常電圧および本器に接続されている外部機器の影響による故障

z

火災、地震、水害、落雷、暴動、戦争行為、およびその他天災地変などの不可抗力的事
故による故障、損傷z

磁気テープや電池などの消耗品の補充ーーーー 修理にあたって ーーーー
万一不具合があり、故障と判断された場合やご不明な点がありましたら、当社または当社代
理店にご連絡ください。
ご連絡の際は、型式名(または製品名)、製造番号(銘板に記載の SERIAL 番号)とできるだけ詳しい症状やご使用の状態をお知らせください。
修理期間はできるだけ短くするよう努力しておりますが、ご購入後 5 年以上経過している製品のときは、補修パーツの品切れなどによって、日数を要する場合があります。
また、補修パーツが製造中止の場合、著しい破損がある場合、改造された場合などは修理をお断りすることがありますのであらかじめご了承ください。

お 願 い１. 取扱説明書の一部または全部を、無断で転載または複写することは固くお断りします。
２. 取扱説明書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。
３. 取扱説明書の作成に当たっては万全を期しておりますが、万一、ご不審の点や誤り、記載漏れなどにお気付きのことがございましたら、当社または当社代理店にご連絡ください。
４. 運用した結果の影響については、３．項に関わらず、責任を負いかねますのでご了承ください。

RX 4717

取扱説明書

株式会社 エヌエフ回路設計ブロック〒223-8508

横浜市港北区綱島東 6-3-20

TEL

045-545-8111

http://www.nfcorp.co.jp/
C Copyright 2011, NF Corporation◯