プログラマブル交流電源
PROGRAMMABLE AC POWER SOURCE

DP シリーズ

取扱説明書（リモート制御）

DA00025985-009

プログラマブル交流電源
PROGRAMMABLE AC POWER SOURCE

DP シリーズ
取扱説明書（リモート制御）

――― はじめに ―――
この取扱説明書は， DP シリーズプログラマブル交流電源（以下，DP 電源と略します）のリモートインタフェースについて説明しています。パネル面からの操作については，本体取扱説明書をご覧ください。
DP 電源の電源制御・計測機能はもちろんシーケンス出力，電源変動試験の実行制御など，細かなユーザーニーズに対応した豊富な機能もリモートインタフェース
からお使いいただけます。
本取扱説明書は，下記のファームウェアバージョンを対象としています。
製品名
DP シリーズ

DP240S / DP360S
DP420LS / DP480LS
DP060LM / DP120LM / DP180LM
Type R
上記以外
LAN インタフェースファームウェア

ファームウェアバージョン
Ver 2.00 以降
Ver 2.00 以降
Ver 3.00 以降
Ver 3.00 以降
Ver 1603.xxx.xxx 以降※ 次のページの「出力電圧（電圧設定範囲制限を含む），外部入力ゲインの設定範囲について」も参照ください。
●この説明書の章構成は次のようになっています。
初めて使用するときは，“1. 使用前の準備”からお読みください。
1. 使用前の準備
リモートインタフェースの設定について説明しています。
2. ステータスシステム
サービス・リクエスト（SRQ）とステータス・バイトの内容について説明しています。
3. リモートコマンド概要
DP 電源が受け付けるリモートコマンドのコマンド書式について説明をしています。
4. リモートコマンド・リファレンス
DP 電源のリモートコマンド一覧と，各コマンド別の説明を記載しています。
5. プログラミング例
DP 電源をリモート制御するプログラミング例について説明しています。
6. エラーメッセージ一覧
リモートコマンドに対して DP 電源が応答するエラーメッセージ一覧を記載しています。
7. 仕様
リモートインタフェースの仕様を記載しています。

DP シリーズi

取扱説明書(リモート制御)

●受注時選択インタフェースについてご注文時に GPIB 又は LAN を選択できます。
USB と RS232 は標準装備しています。
●出力電圧（電圧設定範囲制限を含む），外部入力ゲインの設定範囲について
2019 年 7 月 1 日以降にご注文いただいた製品と，それより前にご注文いただいた製品とで，設定範囲が異なります。
設定範囲は，ご購入時付属品の本体取扱説明書にて,ご確認ください。

DP シリーズii

取扱説明書(リモート制御)

目

次
ページ

はじめに .................................................................................................................................................. i
目次 ........................................................................................................................................................ iii
図目次 ..................................................................................................................................................... v
表目次 .................................................................................................................................................... vi
1.

使用前の準備 .................................................................................................................................. 1
1.1

概要 .......................................................................................................................................... 2

1.2

USB の準備 ............................................................................................................................. 4

1.3

RS232 の準備 .......................................................................................................................... 7

1.4

GPIB の準備 .......................................................................................................................... 10

1.5

LAN の準備 ........................................................................................................................... 13

1.6

リモート／ローカルについて ............................................................................................. 27

1.6.1

リモート状態................................................................................................................. 27

1.6.2

ローカル状態................................................................................................................. 27

1.7

2.

3.

注意事項 ................................................................................................................................ 28

1.7.1

インタフェース共通 ..................................................................................................... 28

1.7.2

USB インタフェース .................................................................................................... 29

1.7.3

RS232 インタフェース ................................................................................................. 29

1.7.4

GPIB インタフェース ................................................................................................... 30

1.7.5

LAN インタフェース .................................................................................................... 30

ステータスシステム .................................................................................................................... 31
2.1

サービス・リクエスト ........................................................................................................ 32

2.2

ステータス・バイト ............................................................................................................ 33

2.2.1

ステータス・バイト・レジスタ及びサービス・リクエスト .................................. 33

2.2.2

ステータス・バイト・レジスタ ................................................................................. 34

2.2.3

サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ ...................................................... 35

2.2.4

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ・グループ .............................. 35

2.2.5

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ .............................................. 36

2.2.6

ワーニング・コンディション・レジスタ・グループ .............................................. 39

2.2.7

システムロック・コンディション・レジスタ・グループ ...................................... 41

リモートコマンド概要 ................................................................................................................ 43
3.1

リモートコマンド ................................................................................................................ 44

3.1.1

コマンドのタイプとフォーマットの概念.................................................................. 44

3.1.2

SCPI について ............................................................................................................... 44

3.1.3

共通コマンドの対応 ..................................................................................................... 45

3.1.4

SCPI コマンドとクエリ・フォーマット .................................................................... 46

3.1.5

SCPI サブシステム・コマンド・ツリー .................................................................... 46

3.1.6

SCPI コマンドの要素 ................................................................................................... 49

DP シリーズiii

取扱説明書(リモート制御)

3.1.7
4.

リモートコマンド・リファレンス............................................................................................. 60
4.1

6.

機能共通コマンド一覧 ................................................................................................. 62

4.1.2

連続出力機能コマンド一覧 ......................................................................................... 65

4.1.3

シーケンス機能コマンド一覧 ..................................................................................... 704.1.4

電源変動試験機能コマンド一覧 ................................................................................. 71

個別プログラムコマンド説明 ............................................................................................. 74

4.2.1

機能共通コマンド ......................................................................................................... 74

4.2.2

連続出力機能コマンド ............................................................................................... 106

4.2.3

シーケンス機能コマンド ........................................................................................... 172

4.2.4

電源変動試験機能コマンド ....................................................................................... 189

プログラミング例 ...................................................................................................................... 236
5.1

DP 電源制御プログラミング ............................................................................................. 237

5.2連続出力機能の設定 .......................................................................................................... 238

5.3

シーケンス機能の制御 ...................................................................................................... 241

5.4

電源変動試験機能の制御 ................................................................................................... 243

5.5

ステータス・レジスタの取得 ........................................................................................... 245

5.6

プログラム作成上の注意 ................................................................................................... 247

エラーメッセージ一覧 .............................................................................................................. 248
6.1

7.

プログラムコマンド一覧 ..................................................................................................... 61

4.1.1

4.2

5.

応答メッセージ・フォーマットの概観 ..................................................................... 56

エラーメッセージ一覧 ...................................................................................................... 249

仕様 ............................................................................................................................................. 252
7.1

インタフェース機能 .......................................................................................................... 253

7.2

GPIB バスドライバ ............................................................................................................ 253

7.3

使用コード .......................................................................................................................... 254

7.4

インタフェースメッセージに対する応答 ....................................................................... 254

7.5

マルチラインインタフェースメッセージ ....................................................................... 255

7.6

LXI 対応機能一覧 ............................................................................................................... 256

DP シリーズiv

取扱説明書(リモート制御)

付

図・付

表

■図目次
ページ
図 2.1 ステータス・バイト・レジスタとサービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ ..... 33
図 2.2 スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ・グループ ........................................ 35
図 2.3 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ ........................................................ 36
図 2.4 ワーニング・コンディション・レジスタ・グループ ........................................................ 39
図 2.5 システムロック・コンディション・レジスタ・グループ ................................................ 41
図 3.1 コマンド・ツリーの一例 ....................................................................................................... 46
図 3.2 共通コマンドのシンタックス ............................................................................................... 49
図 3.3 SP のシンタックス .................................................................................................................. 49
図 3.4 サブシステム・コマンドのシンタックス ............................................................................ 49
図 3.5 数値パラメタ(<REAL>,<INT>)のシンタックス .................................................................... 51
図 3.6 仮数のシンタックス ............................................................................................................... 52
図 3.7 指数のシンタックス ............................................................................................................... 52
図 3.8 ディスクリート・パラメタ(<DISC>)のシンタックス ........................................................ 52
図 3.9 真偽値パラメタ(<BOL>)のシンタックス .............................................................................. 53
図 3.10 文字列パラメタ(<STR>)のシンタックス ............................................................................ 53
図 3.11 ブロック・プログラム・データ(<BLK>)のシンタックス ................................................ 54
図 3.12 サフィックスのシンタックス ............................................................................................. 54
図 3.13 プログラム・メッセージのシンタックス .......................................................................... 55
図 3.14 応答メッセージのシンタックス ......................................................................................... 56
図 3.15 実数応答データ(<REAL>)のシンタックス .......................................................................... 56
図 3.16 NR2 数値応答データ(<NR2>)のシンタックス ..................................................................... 57
図 3.17 NR3 数値応答データ(<NR3>)のシンタックス ..................................................................... 57
図 3.18 整数応答データ(<INT>)のシンタックス ............................................................................ 57
図 3.19 ディスクリート応答データ(<DISC>)のシンタックス ...................................................... 58
図 3.20 数値真偽値応答データ(<NBOL>)のシンタックス .............................................................. 58
図 3.21 文字列応答データ(<STR>)のシンタックス ........................................................................ 58
図 3.22 確定長任意ブロック応答データ(<DBLK>)のシンタックス .............................................. 59
図 3.23 不確定長任意ブロック応答データ(<IBLK>)のシンタックス .......................................... 59
図 7.1 マルチラインインタフェースメッセージ ........................................................................... 255

DP シリーズv

取扱説明書(リモート制御)

■表目次
ページ
表 2.1 ステータス・バイト・レジスタ ........................................................................................... 34
表 2.2 スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ ............................................................ 35
表 2.3 オペレーション・ステータス・レジスタ ............................................................................ 37
表 2.4 トランジション・フィルタとイベント・レジスタの遷移 ................................................ 38
表 2.5 ワーニング・コンディション・レジスタ ............................................................................ 40
表 2.6 システムロック・コンディション・レジスタ .................................................................... 42
表 3.1 DP 電源 対応 IEEE488.2 共通コマンド ................................................................................. 45
表 3.2 受け入れられるキーワード，受け入れられないキーワード(「OUTPut」の場合) ......... 50
表 6.1 エラーメッセージ一覧 ......................................................................................................... 249
表 7.1 インタフェース機能 .............................................................................................................. 253
表 7.2 バスドライバ仕様 .................................................................................................................. 253
表 7.3 インタフェースメッセージに対する応答 ........................................................................... 254

DP シリーズvi

取扱説明書(リモート制御)

1. 使用前の準備
1.1 概要 ······································································ 2
1.2 USB の準備 ··························································· 4
1.3 RS232 の準備 ······················································· 7
1.4 GPIB の準備 ························································ 10
1.5 LAN の準備 ························································· 13
1.6 リモート／ローカルについて ···························· 27
1.7 注意事項 ····························································· 28

DP シリーズ

1

取扱説明書(リモート制御)

1.1 概要

1.1

概要

DP 電源は，以下の 4 種類のリモートインタフェースに対応しています。
■USB（USB Test and Measurement Class USB488 Subclass，以下 USBTMC と略す）
■RS232■GPIB（ご選択時）■LAN（ご選択時）
DP 電源は USB，RS232，GPIB（ご選択時），LAN（ご選択時）のリモートインタフェースを備えており，コンピュータ等によるリモート制御が可能です。各機能に対応したリモートコ
マンドの送信，及びデータ受信を行うことにより，機能の実行制御や，設定値，エラー状態な
どの内部状態を読み出すことができます。
いずれの通信インタフェースを使用する場合でも，Virtual Instrument Software Architecture（VISA）ライブラリを使用するプログラムを作成し，使用していただくことが可能です。
VISA ライブラリの使用ライセンスをお持ちでない方は，別途入手する必要があります（一般に有償です）。
インタフェースの違いに関係なく，同じコマンドで，各機能をリモートインタフェースからお使いになることができます。ただし，RS232，GPIB，LAN では，インタフェース固有の制約によりお使いになれない機能があります。
【RS232，GPIB，LAN における制約事項】□ステータス・レジスタの取得方法
シリアルポールを使ってのステータス・レジスタ取得が行えません。
詳細は2.2を参照してください。
□コマンド送受信時の終端符号の扱い
RS232，LAN では，終端符号の付加は必須です。
□バイナリデータの扱い
バイナリデータの任意波形データを送信することができません。
□リモート／ローカル状態の状態遷移条件
RS232，LAN では，リモート状態からローカル状態の遷移をリモートコマンドで行うことができません。パネル操作でのみローカル状態にできます。

DP シリーズ

2

取扱説明書(リモート制御)

1.1 概要

コマンド制御仕様

IEEE Std. 488.2-1992 互換（インタフェースにより一部省略もしくは拡張されている箇所があります。）

コマンド書式仕様

DP シリーズ

SCPI Specification 1990.0 のコマンド体系に準拠

3

取扱説明書(リモート制御)

1.2 USB の準備

1.2

USB の準備■USB インタフェース（USB1.1，USBTMC）
項目
ID
ターミネータ

説明
機器毎に割振済“LF”

制御に使用するコンピュータに USBTMC クラスドライバがインストールされている必要があります。USBTMC クラスドライバは，VISA ライブラリを提供する各社のハードウェア製品，
ソフトウェア製品に含まれています。

■操作手順
1. メニューキーを押してルートメニューに移動し，System を選択します。システム設定画面が開きます。

DP シリーズ

4

取扱説明書(リモート制御)

1.2 USB の準備

2. 項目 Remote の Setup にカーソルを合わせ，ENTER キーを押します。リモート設定ウィン
ドウが表示されます。

3. 項目 Interface で USB を選択します。

DP シリーズ

5

取扱説明書(リモート制御)

1.2 USB の準備

4. ウィンドウ内に Terminator と USB ID が表示されます。USB ID については次項の説明を参照してください。

5. 市販の A プラグ－B プラグ USB ケーブルでこの製品とコンピュータを接続してください。
この製品の USB コネクタはリアにあります。
----- コメント -------------------------------------------------------------------- ノイズが多いところでの使用は避けてください。
 シールドが充分された，短いケーブルの使用を推奨します。
 USB ハブを使用した場合，正しく通信できない場合があります。
-----------------------------------------------------------------------------------■USB ID について
システム内に複数の DP 電源を USB で接続した場合に，アプリケーションから個体を識別するために使用します。USB ID は次のフォーマットで表されます。
USB0::[Vendor 番号]::[Product 番号]::[Serial 番号]::INSTR
Vendor 番号：3402（0x0D4A）固定

Product 番号：26（0x001A）固定

Serial 番号：

製品個体毎に一意の番号（シリアル番号）が設定されています。

DP シリーズ

6

取扱説明書(リモート制御)

1.3 RS232 の準備

RS232 の準備

1.3

■RS232 インタフェース
項目
端子
ボーレート
ターミネータパリティ
ストップビット
データビット
フロー制御

説明・選択値
D-sub 9-pin（オス）9600 / 19200“CR”“LF” / “CR” / “LF”
無し / 奇数 / 偶数
1/2
7/8
無し / ハード / ソフト

工場出荷時
9600bps“CR” “LF”
無し
1 bit
8 bit
無し

注：バイナリ転送には対応していません。
リモートコマンドによる任意波形転送は使用できません。
注：クロスケーブルを使用してください。

■操作手順
1.

メニューキーを押してルートメニューに移動し，System を選択します。システム設

定画面が開きます。

DP シリーズ

7

取扱説明書(リモート制御)

1.3 RS232 の準備

2.

項目 Remote の Setup にカーソルを合わせ，ENTER キーを押します。リモート設定ウ

ィンドウが表示されます。

3.

項目 Interface で RS232 を選択します。

DP シリーズ

8

取扱説明書(リモート制御)

1.3 RS232 の準備

4.

各項目を設定します。

5.

D-sub 9pin クロスケーブルでこの製品とコンピュータを接続してください。この製品の RS232 コネクタはリアにあります。
----- コメント -------------------------------------------------------------------- ノイズが多いところでの使用は避けてください。
 シールドが充分された，短いケーブルの使用を推奨します。
-----------------------------------------------------------------------------------DP シリーズ

9

取扱説明書(リモート制御)

1.4 GPIB の準備

1.4

GPIB の準備■GPIB インタフェース（ご選択時，IEEE488.1 std 1987 準拠）
項目
アドレス
ターミネータ

説明・選択値
0～30
“LF”

工場出荷時
2

注：バイナリ転送には対応していません。
リモートコマンドによる任意波形転送は使用できません。
注：シリアルポールによる本体ステータス・バイトの問合せには対応していません。

制御するコンピュータに，GPIB コントローラボード（カード）を装着し，市販の GPIB ケーブ
ルで接続してください。詳細は，お使いになる GPIB コントローラボード（カード）の取扱説
明書をご覧ください。

■操作手順
1. メニューキーを押してルートメニューに移動し，System を選択します。システム設定画面が開きます。

DP シリーズ

10

取扱説明書(リモート制御)

1.4 GPIB の準備

2. 項目 Remote の Setup にカーソルを合わせ，ENTER キーを押します。リモート設定ウィン
ドウが表示されます。

3. 項目 Interface で GPIB を選択します。

DP シリーズ

11

取扱説明書(リモート制御)

1.4 GPIB の準備

4. 項目 Address でアドレスを設定します。Terminator は“LF”に固定されます。

5. GPIB ケーブルでこの製品とコンピュータを接続してください。この製品の GPIB コネクタ
はリアにあります。ケーブルの着脱は，この製品・コンピュータ共，電源オフの状態で行ってください。
----- コメント -------------------------------------------------------------------- ノイズが多いところでの使用は避けてください。
 コネクタの着脱は，バス上の全ての機器の電源をオフにして行ってください。
 GPIB を使用する時は，バス上の全ての機器の電源をオンにしてください。
 ケーブルの総延長は 20 m 以内としてください。
 1 本のケーブル長は 4 m 以下としてください。
 同一バス上に接続された他の機器と同じアドレスを設定しないでください。正しく通信を行うことができません。
-----------------------------------------------------------------------------------DP シリーズ

12

取扱説明書(リモート制御)

1.5 LAN の準備

1.5

LAN の準備■LAN インタフェース（ご選択時，10BASE-T / 100BASE-TX，AutoMDI/MDI-X，SCPI-RAW：ポート TCP 5025）
項目
説明・選択値(注 1 注 2)
工場出荷時(注 3)mDNS に対応した PC を使用する場合，IP
Host Name
ア ド レ ス の 代わ り にホス ト 名 を 使用 し て 製品型名(注 4)
LAN インタフェースにアクセスできます。
この製品では使用しません。変更しても動Domain“1”
作には影響ありません。
NF Corporation
LXI Discovery Tool を使用し，検索した場合 ******-*****
Description(型名-シリアル番号)に表示される装置名です。
(注 5 )
Auto / Manual
Auto：DHCP と Auto-IP による IP アドレス
TCP/IP ModeAutoの自動割当機能が使用可能
Manual：固定 IP アドレスなどの設定が可能
MAC Address
機器毎に割振済A 0.0.0.0 ～ 255.255.255.255
169.254.***.***(***は自動割り付け)
B 169.254.1.0 ～ 169.254.254.255
IP Address
DHCP サーバによる
C DHCP サーバによる自動割り当て
自動割り当てA

0.0.0.0 ～ 255.255.255.255B255.255.0.0

C

DHCP サーバによる自動割り当て

A

0.0.0.0 ～ 255.255.255.255

255.255.0.0

Subnet Mask

Default Gateway

DNS Server
ターミネータ
設定パスワード

DP シリーズ

DHCP サーバによる自動割り当て169.254.***.***(IP アドレスと同一)

B

169.254.1.0 ～ 169.254.254.255

C

DHCP サーバによる自動割り当て

DHCP サーバによる自動割り当てA
B

0.0.0.0 ～ 255.255.255.255
0.0.0.0

0.0.0.0

C

DHCP サーバによる自動割り当て

DHCP サーバによる自動割り当て“LF”
LAN インタフェースの設定変更にパスワー
パスワードなし
ドを付加します。

13

取扱説明書(リモート制御)

1.5 LAN の準備

注 1：値の設定は Web ブラウザ上で行います。(「■この製品のウェブサイトへのアクセスと操作」の「3.LAN Configuration」を参照)
注 2 ：条件の A～C は，下記となります。

A：TCP/IP モード Manual 設定時
B：TCP/IP モード Auto かつ，ネットワーク内に DHCP サーバが無い場合
C：TCP/IP モード Auto かつ，ネットワーク内に DHCP サーバがある場合
注 3：Host Name と Description 以外を工場出荷時設定に戻すには，リアパネルに取り付けられた LAN インタフェースの「リセットボタン」を押して実行します(「■LAN イン
タフェース部の外観」参照)。 Host Name と Description はユーザが設定値を入力していれば，「リセットボタン」を押して実行してもユーザが入力した設定値が維持されます。ユーザが設定値を入力している場合に工場出荷時設定に戻すには選択値を空欄にして設定して下さい。
注 4：ネットワークで同一型名の DP 電源を複数台接続した場合，ネットワーク上で認識した順に，製品型名，製品型名-1，製品型名-2，…のように自動で名前解決します。
注 5：ネットワークで同一型名の DP 電源を複数台接続した場合，ネットワーク上で認識した順に，製品型名，製品型名(1)，製品型名(2)，…のように自動で名前解決します。
注：バイナリ転送には対応していません。
リモートコマンドによる任意波形転送は使用できません。

DP シリーズ

14

取扱説明書(リモート制御)

1.5 LAN の準備■操作手順
1. メニューキーを押してルートメニューに移動し，System を選択します。システム設定画面が開きます。

2. 項目 Remote の Setup にカーソルを合わせ，ENTER キーを押します。リモート設定ウィン
ドウが表示されます。

3. 項目 Interface で LAN を選択します。

DP シリーズ

15

取扱説明書(リモート制御)

1.5 LAN の準備

4. ウィンドウ内に MAC Address，IP Address，Subnetmask と Gateway が表示されます。固定
IP で使用しない場合，インタフェース切換直後は，MAC Address 以外は未確定のため，***と表示します。確定後に IP Address などの表示が更新されます。IP アドレスの設定は「■
この製品のウェブサイトへのアクセスと操作」の「3.LAN Configuration」を参照してください

5. 市販の LAN ケーブルでこの製品とハブまたはコンピュータと接続してください。この製品の LAN コネクタはリアにあります。
----- コメント -------------------------------------------------------------------- ノイズが多いところでの使用は避けてください。
-----------------------------------------------------------------------------------DP シリーズ

16

取扱説明書(リモート制御)

1.5 LAN の準備■LAN インタフェース部の外観
LAN インタフェース部の外観を示します。
LAN インタフェースは，リアパネルに取り付けられています。
1. LAN コネクタ

2. ステータス LED

番号
1
2

名称
LAN コネクタ
ステータス LED

3

リセットスイッチ

3. リセットスイッチ
説明LAN ケーブルを接続するコネクタです。
LAN インタフェースの状態インジケータ(LED)です。
表示色や点滅等により，LAN インタフェースの稼働状態を表示します。
一部(※1)を除き LAN インタフェースの設定を工場出荷時に戻します。
※工場出荷時設定への戻し方
1. 「■操作手順」に従い LAN インタフェースを選択します。(他のインタフェースが選択されている状態だと，工場出荷時設定に戻せません。)
2. 先の細い工具等でステータス LED が消えるまで，ボタンを 3 秒以上押してください。
※1 Host Name と Description は工場出荷時設定ではなくユーザが入力した設定値が維持されます。工場出荷時への戻し方は「■LAN インタフェース」を参照して下さい。

・ステータス LED の状態表示について
状態
説明
消灯
製品本体側で LAN を選択していない状態です。
赤色点滅
LAN インタフェースとの接続に異常があり，正常に通信できない状態です。
接続等を再確認して，「■操作手順」の手順 1～4 を再度実行してください。
緑色点灯
LAN インタフェースの通信準備が完了した状態です。
緑色点滅
LAN インタフェースの装置識別機能を ON した状態です。
この機能については，「■この製品のウェブサイトへのア
クセスと操作」を参照ください。

DP シリーズ

17

取扱説明書(リモート制御)

1.5 LAN の準備■この製品のウェブサイトへのアクセスと操作
TCP/IP モードの変更も含む IP アドレスの設定は Web ブラウザ上で行います。
----- コメント -------------------------------------------------------------------- この製品は Microsoft® Internet Explorer 11 にて動作確認を行っています。
----------------------------------------------------------------------------------1. Welcome Page
Web ブラウザの URL 入力欄に「http://<取得した IP アドレス>」を入力しこの製品にアクセスしたときに表示されるページです。このページでは，この製品の情報表示の他，「装置識別」機能の ON/OFF を行えます。

・装置識別機能について
ネットワークに複数台の装置を接続した場合などに，現在 Web ページでアクセスしている装置を識別するための機能です。
Welcome Page の”Instrument Identification”欄の[ON]ボタンを押すことで，LAN インタフ
ェースのステータス LED が「緑色点滅」の状態になります。[OFF]ボタンを押すと点滅を停止します。
・Host Name による通信
このページに表示された「Host Name」を IP アドレスの代わりに使用することで装置と通信することができます。
例)：Host Name が”DP120LM.local.”の場合，URL 欄に IP アドレスの代わりに”http://DP120LM.local./”と入力することで装置と通信することができます。
DP シリーズ

18

取扱説明書(リモート制御)

1.5 LAN の準備

2. Remote Control

Web ページの左上のアイコンをクリックし，Remote Control を選択すると Remote

Control のページに表示が変わります。
このページでは，操作パネルと同様の操作を行うことができます。
[ Shift ] ボタンを押すと画面２のようにボタンの表示が変わります。
＜画面１＞

＜画面２＞

DP シリーズ

19

取扱説明書(リモート制御)

1.5 LAN の準備
・Remote Control 画面を最初に表示した時は，LCD 画面は表示されません。[ Update
Display ] ボタンを押して LCD 画面を取得して下さい。
・[ Update Display] ボタンを押すと現在の LCD 画面を取得します。
・[ Shift ] ボタンを押すと，シフトランプが点灯します。この状態（シフト状態）になると，画面２に変わりショートカット操作ができます。
・シフト状態は，次に[ Shift ] ボタンを押すまで保持されます。このため，連続してショートカット操作が可能です。
・キー操作は応答に約 2 秒かかります。取得中は Remote Control 画面でのキー操作できません。使用環境によっては 2 秒以上かかる事があります。
・Remote Control 画面のシフトランプと[ Shift ]ボタンは操作パネルとは同期していません。
Remote Control 画面上でのみ有効です。
・LCD 画面と OUTPUT ランプは Remote Control 画面での操作時に取得した状態を表示します（自動更新はされません）
・Remote Control 画面からは LAN から USB に変更する等の IF の切り替え操作はできません。

DP シリーズ

20

取扱説明書(リモート制御)

1.5 LAN の準備

3. LAN Configuration

Web ページの左上のアイコンをクリックし，LAN Configuration を選択すると LAN

Configuration のページに表示が変わります。
このページでは，TCP/IP モードなど LAN 接続に関する設定を行うことができます。
LAN 接続には IP アドレスが必要ですが，この製品は固定 IP アドレス，Auto-IP 機能(IP ア
ドレス自動割り付け)の両方をサポートしています。

・固定 IP アドレスの設定方法
ここでは，「工場出荷時設定」の LAN インタフェースに固定 IP アドレスを割りつける
方法を示します。
設定には，設定用のパーソナルコンピュータ 1 台，LAN ケーブル 1 本が必要です。
1. パーソナルコンピュータ側の LAN ポートの「インターネット プロトコル バージ
ョン 4」設定を「IP アドレスの自動取得」に変更します。
設定方法はご使用のパーソナルコンピュータの OS により異なるので，ご使用のパーソナルコンピュータの取扱説明書を参照してください。
2. この製品とパーソナルコンピュータを LAN ケーブルで接続します。
LAN ポートが複数ある場合，他の LAN 接続を全て外してください。
3. 「■操作手順」節の手順を行い，この製品のリモートインタフェースを LAN に切換え，IP アドレスを取得します。
4. Web ブラウザの URL 入力欄に「http://<取得した IP アドレス>」を入力し，LAN イ
ンタフェースの Web ページ(Welcome Page)を表示します。

DP シリーズ

21

取扱説明書(リモート制御)

1.5 LAN の準備

5. Web ページの左上のアイコンをクリックし，LAN Configuration を表示します。

6. [Modify]ボタンを押すと，画面に表示されているパラメタが設定可能な状態になります。

7. [TCP/IP Mode]を ”Manual” に 変 更 し ま す 。 [IP Address]， [Subnet Mask] ， [Default
Gateway]および[DNS Server]が設定できるようになります。この製品をご使用のネットワーク環境に適した値を設定して，[Submit]ボタンをクリックします。
なお，[Host Name] を設定すると，IP アドレスの代わりに「HostName + “.local.”」を使用してこの製品と通信することができます。

値を入力

入力したら
[Submit] をクリック

DP シリーズ

22

取扱説明書(リモート制御)

1.5 LAN の準備

8. 設定が受け付けられると，下記のダイアログが表示されます。
ダイアログの表示を確認したら，ダイアログを閉じた後 Web ブラウザを閉じます。

9. パーソナルコンピュータ側のネットワークアダプタの「インターネット プロトコ
ル バージョン 4」設定を，この製品の設定にあわせて変更します。設定方法は OSにより異なるので，ご使用のパーソナルコンピュータの取扱説明書を参照ください。
10. 再度 Web ブラウザを立ち上げ，設定した IP アドレスを URL 欄に入力します。
Welcome Page が表示され，TCP/IP Address 欄に表示される値が，設定した値となっていれば，固定 IP アドレスの割り付けは完了です。
設定に使用したパーソナルコンピュータの IP アドレス設定を，変更前の設定に戻してください。

値の変更を確認

DP シリーズ

23

取扱説明書(リモート制御)

1.5 LAN の準備

コメント ---------------------------------------------------------------------- LAN インタフェースの IP アドレスがわからず通信できない場合には，以下のどちらかを試してください。
1.「・固定 IP アドレスの設定方法」の手順 1～3 を行うことで IP アドレスを取得する。
2.リセットスイッチを操作して，LAN インタフェースをリセットする。
(リセットスイッチについては，「■LAN インタフェース部の外観」を参照。)
 設定した IP アドレスがネットワーク上で重複した場合，他方の IP アドレスを異なる設定にしただけでは通信可能な状態となりません。「■操作手順」の節の操作で，一度 LAN
以外のインタフェースを選択した後に，再度 LAN に設定してください。
-----------------------------------------------------------------------------------・IP アドレスの自動割り付けの設定方法
この製品は DHCP クライアント機能をサポートしています。IP アドレスを自動割り付けするように設定しておくことで，DHCP サーバがあるネットワーク環境に接続できます。
自動 IP アドレス割り付け設定は，[TCP/IP Mode]パラメタを”Auto”に設定することで使用できます。
LAN インタフェース設定が「工場出荷時設定」である場合には，[TCP/IP Mode]パラメ
タは”Auto”がデフォルト設定であるため，この製品をネットワークに接続することで IP
アドレスを自動割り付けできます。
LAN インタフェース設定が「工場出荷時設定」ではない場合，以下のいずれかの方法で[TCP/IP Mode]パラメタを”Auto”に変更します。
1.「・固定 IP アドレスの設定方法」の手順 1～7 までを行い，[TCP/IP Mode]を”Auto”に設定する。
2.リセットスイッチにより LAN インタフェース設定をリセットする。

DP シリーズ

24

取扱説明書(リモート制御)

1.5 LAN の準備

4. Security
Web ページの左上のアイコンをクリックし，Security を選択すると Security のページに表示が変わります。
このページでパスワードを設定すると，LAN Configuration ページや Security ページの設定
変更の際にパスワード入力が必要となります。

パスワード設定後，LAN Configuration ページ，Security ページにて下記のようなパスワー
ド入力画面が表示されます。ユーザ名とパスワードの入力で設定を変更できます。
・ユーザ名： user(固定)・パスワード： Security 画面で設定したパスワード

DP シリーズ

25

取扱説明書(リモート制御)

1.5 LAN の準備

DP シリーズ

26

取扱説明書(リモート制御)

1.6 リモート／ローカルについて

1.6

リモート／ローカルについて

1.6.1 リモート状態
リモート状態では操作パネルのキー操作が受け付けられません。ただし，出力オフ（OUTPUTキー），ローカル状態への切り替え（＋）は可能です。

■リモート状態への切り替え
コンピュータからこの製品にコマンドが送信されて通信が確立すると，この DP 電源はリモー
ト状態に切り替わります。

1.6.2 ローカル状態
操作パネルのキー操作が受け付けられます。
■ローカル状態への切り替え
ショートカット操作＋

でローカル状態に切り替わります。

リモート状態のときに LOCAL キーを押すか，コンピュータから GPIB バスの REN ラインを偽(High)にするか，GTL コマンドを受け取るとリモート状態が解除されます。ただし，DP 電源
がローカルロックアウト状態になっていると LOCAL キーは無効です。ローカルロックアウト
状態を解除するためには，コンピュータで GPIB バスの REN ラインを偽(High)にする必要があります。

DP シリーズ

27

取扱説明書(リモート制御)

1.7 注意事項

1.7

注意事項

1.7.1 インタフェース共通• 入力バッファのサイズは 2048 バイトです。
DP 電源は入力バッファに受信したコマンドを蓄えながら，逐次コマンドの解釈，実行を行います。入力バッファのサイズを超える，メッセージ・ターミネータ（デリミタ符号や EOI）
までを一文とした複数のコマンドが連結されたデータを扱うこともできます。しかし，コマ
ンド解釈，実行の速度に比べ通信データ量が多い場合，入力バッファが満杯になってしまいます。その場合コンピュータからのコマンド送信ができない状態になり，コンピュータ側では送信タイムアウトが発生します。
なお，RS232 のフロー制御なしの設定で通信している場合，送信タイムアウトは発生しません。しかし，コンピュータ側から送信したコマンドは DP 電源側で正しく受信できていない為，コマンドの実行エラー等のエラーが発生します。
複数のコマンドが連結されて DP 電源に送信され，いずれかのコマンド解釈，実行の途中でエラーが発生した場合，エラー発生以降メッセージ・ターミネータまでのコマンドは解釈，実行されずに破棄されます。
• 出力バッファのサイズは 2048 バイトです。
コンピュータからの問合せコマンドに対する応答データが出力バッファのサイズを超えた場
合，出力バッファはクリアされます。この時，DP 電源はスタンダード・イベント・ステータ
ス・レジスタのクエリ・エラー・ビットを１にセットします。
メッセージ・ターミネータ（デリミタ符号や EOI）までを一文とした複数のコマンドが連結されたデータの処理途中で応答データサイズが出力バッファサイズを超えた場合，コマンドの解析，実行は継続されますが，出力バッファに応答データは残りません。
• エラー・キューの最大キューイング数は 16 個です。
コマンドの解析，実行エラーが発生する度に，エラー・キューにエラーメッセージをキュー
イングします。最大キューイング数を超えてコマンドエラーが発生した場合は，エラー・キ
ューのオーバーフローエラーとして，16 個目のキューに格納されているエラーメッセージを-350,”Queue overflow” に置き換えます。
• USB，RS232，GPIB，LAN は，比較的環境のよいところで使用することを想定したインタフ
ェースです。電源変動やノイズの多いところでの使用はできるだけ避けてください。

DP シリーズ

28

取扱説明書(リモート制御)

1.7 注意事項----- 制約事項 -------------------------------------------------------------------- 本体がリモート通信を行っている状態で USB メモリの抜き差しは行わないでください。
USB メモリの破損や，本体が誤作動を起こすことがあります。
USB メモリの抜き差しは，リモートコマンドを使った自動実行プログラムなどを一旦終了させてから行ってください。
-----------------------------------------------------------------------------------

1.7.2 USB インタフェース• USB インタフェースをお使いになる際は，コンピュータに USBTMC デバイスドライバソフト
ウェアがインストールされている必要があります。
• 各社から提供されているすべての USBTMC デバイスドライバソフトウェアに対する動作検証は行っていません。
弊社から提供する USBTMC 互換デバイスドライバソフトウェア（付属アプリケーション専用）
及び，National Instrument 社が提供している NI-VISA 付属の USBTMC デバイスドライバソフ
トウェアで動作検証を行っています。

1.7.3 RS232 インタフェース• 一つの RS232 ポートには複数台の機器を同時に接続することはできません。
• フロー制御なしの設定で通信を行っている場合，正しくコマンドが実行されないことがあります。出来る限りフロー制御をご使用ください。
• ハードフロー制御の設定で通信を行う場合は，RTS/CTS 信号ラインがインタリンク結線されているケーブルをお使いください。コンピュータ側 RTS が DP 電源の CTS，CTS が RTS に接続されているものをお使いください。
• 電磁雑音の放射や雑音による誤動作を避けるために，必ずシールド付きのケーブルをお使いください。

DP シリーズ

29

取扱説明書(リモート制御)

1.7 注意事項

1.7.4 GPIB インタフェース• GPIB ケーブルはバス上に接続したすべての機器の電源をオフにした状態で着脱してください。
• GPIB 使用時はバス上に接続したすべての機器の電源をオンにしてください。
• GPIB に接続できる機器はコントローラを含めて 1 システム内 15 台までです。
なお，ケーブルの長さについては下記の制限があります。
・ケーブルの総延長は，2 m×(機器数)又は 20 m のどちらか短い方
・1 本のケーブル長は 4 m 以下
• GPIB のアドレスは十分確認してから設定してください。同一システム内で同じアドレスを設定すると機器が損傷することがあります。
• デリミタ設定をシステム内で統一しないと思わぬトラブルの原因となることがあります。システム内に存在する各機器のデリミタ設定は統一してください。

1.7.5 LAN インタフェース• IP アドレスを手動で設定される場合は，他のネットワーク機器のアドレスと同一の設定にならないようにご注意ください。
• 接続するネットワークに適したケーブルをご使用ください。

DP シリーズ

30

取扱説明書(リモート制御)

2. ステータスシステム
2.1 サービス・リクエスト ······································· 32
2.2 ステータス・バイト ··········································· 33

DP シリーズ

31

取扱説明書(リモート制御)

2.1 サービス・リクエスト

2.1

サービス・リクエスト

USB インタフェースは USBTMC のサービス・リクエスト機能に対応しています。
以下の状態の時に，コンピュータからシリアルポール（ステータス・バイトの読取り）を行う
ことで，DP 電源の状態を取得することができます。シリアルポールによりリモート／ローカ
ル状態に関わらず，DP 電源の状態を取得することができます。
・問合せに対する出力データの準備ができたとき・何らかのエラー，ワーニングが発生したとき
なお，GPIB インタフェースはバスラインの SRQ 信号線によるサービス・リクエストに対応していません。

DP シリーズ

32

取扱説明書(リモート制御)

2.2 ステータス・バイト

2.2

ステータス・バイト

シリアルポールによるステータス・バイトの取得は USB インタフェースのみで行うことができます。RS232，GPIB，LAN インタフェースではシリアルポールによるステータス・バイトの取得はできません。

2.2.1 ステータス・バイト・レジスタ及びサービス・リクエスト
ステータス・バイト・レジスタとサービス・リクエスト・イネーブル・レジスタの構成を図 2.1に示します。
ステータス・バイト・レジスタ(STB)

RQS
サービス
リクエスト
生成

7
OPR

6

5
ESB

4
MAV

3
---

2
--MNT

1
WAR

0
SLK

MSS

&
和
理
論

&
&
&
&
&
&

7

5

4

3

2

1

0

サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ(SRE)

図 2.1 ステータス・バイト・レジスタとサービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ

DP シリーズ

33

取扱説明書(リモート制御)

2.2 ステータス・バイト

2.2.2 ステータス・バイト・レジスタ
ステータス・バイト・レジスタの各ビットの内容を表 2.1に示します。

表 2.1 ステータス・バイト・レジスタ
ビット

重み

記号

(MSB)

128

OPR

セット“1”される条件

クリア“0”される条件

オペレーション・コン
ディション・レジス
タ・サマリ

オペレーション・イベン
ト・レジスタの各ビットの論理和が１の場合にセットされます。

オペレーション・イベン
ト・レジスタの各ビットの論理和が 0 の場合にクリアされます。

6

64

RQS/
MSS

リクエスト・サービス/
マスタ・サマリ・ステ
ータス

注3

注1

5

32

ESB

スタンダード・イベント・ス ス タ ン ダ ー ド ・ イ ベ ン
テータス・レジスタ・サマリ ト・ステータス・レジス
タの各ビットの論理和
が 1 の場合にセットされます。

スタンダード・イベン
ト・ステータス・レジス
タの各ビットの論理和
が 0 の場合にクリアさ
れます。

4

16

MAV

問合せに対する出力データの準備ができたことを通知しています。

問合せに対する出力データの準備ができた時にセットされます。

問合せに対する出力データが存在しない時，ク
リアされます。注 4

3

8

未使用

未使用

注2

注2

2

4

予約済

予約済み

予約済み

予約済み

1

2

WAR

ワーニング・コンディ
ション・レジスタ・サ
マリワーニング・イベント・レジスタの各ビットの論理和が 1 の場合にセットされます。

ワーニング・イベント・レジスタの各ビットの論理和が 0 の場合にクリアされます。

(LSB)

1

SLK

システムロック・コン
ディション・レジス
タ・サマリ

システムロック・イベン
ト・レジスタの各ビットの論理和が 1 の場合にセットされます。

システムロック・イベン
ト・レジスタの各ビットの論理和が 0 の場合にクリアされます。

7

0

内

容

注 1： ・ デバイスクリア(DCL 又は SDC)を受信したとき。
・ ステータス・バイト読み出し(SRQ 出力中のシリアルポール又は問合せメッセージによるステー
タス・バイトの読み出し)後。
注 2： ・ 未使用なので常に 0。
注 3： ・ シリアルポールによる読み出しでは，SRQ が送信された場合にセットされます。
・ 問合せメッセージによる読み出しでは，ステータス・バイトの各ビットの論理和が 1 の場合にセットされます。
注 4： ・ デバイスクリア(DCL 又は SDC)を受信したとき。
・ USB： 問合せメッセージによるステータス・バイトの読出し後。
USB では，シリアルポールを行ってもクリアされません。

ステータス・バイト・レジスタは*CLS コマンドを受信した場合にクリアされます。

DP シリーズ

34

取扱説明書(リモート制御)

2.2 ステータス・バイト

2.2.3 サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ
サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタは図 2.1に示されるサービス・リクエストを発生させるステータス・バイト・レジスタ内のサマリ・ビットの選択に使用されます。

2.2.4 スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ・グループ
スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ・グループの構成を図 2.2に示します。
スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ(ESR)
スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ(ESE)

PON

7

7
6

6
5

5

EXE

4

4

DDE

3

3

QYE

2

2

RQC

1

1

OPC

0

0

論理和

URQ
CME

ステータス・バイト・レジスタ(ESB)

図 2.2 スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ・グループ

2.2.4.1

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの各ビットの内容を表 2.2に示します。

表 2.2 スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ
ビット
7
6
5
4
3
2
1
0

重み
128
64
32
16
8
4
2
1

記号
PON
URQ
CME
EXE
DDE
QYE
RQC
OPC

内

容

電源投入
ユーザ要求
コマンドエラー
実行エラー
装置に固有のエラー
問合せエラー
要求コントロール
オペレーション完了

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタは，*ESR?クエリもしくは*CLS コマンドを受信した場合にクリアされます。

DP シリーズ

35

取扱説明書(リモート制御)

2.2 ステータス・バイト

2.2.4.2

スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ

スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタは，図 2.2に示されるように，
スタンダード・イベント・ステータス・レジスタのビットの選択に使用し，その選択されたビットの状態をステータス・バイト・レジスタの ESB に反映させます。

2.2.5 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ
オペレーション・ステータス・レジスタ・グループの構成を図 2.3に示します。
コンディション・レジスタ
トランジション・フィルタ・レジスタ
イベント・イネーブル・レジスタ

イベント・レジスタ

15

15

15

15

14

14

14

14

:
:

:
:

:
:

:
:

2

2

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0

&

15
&

14
:
:
&

2
&

1
&

0

論理和

ステータス・バイト・レジスタ(OPR)

図 2.3 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ

DP シリーズ

36

取扱説明書(リモート制御)

2.2 ステータス・バイト

2.2.5.1

オペレーション・ステータス・コンディション・レジスタ

オペレーション・ステータス・コンディション・レジスタは，筐体の現在の状態を表すレジスタです。
コンディション・レジスタに対するクエリを受信した場合でもクリアされません。
オペレーション・ステータス・レジスタの各ビットの内容を表 2.3に示します。

表 2.3 オペレーション・ステータス・レジスタ
ビット
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

重み
16384
4096
256
32
2
-

内

容

常に 0
シーケンス又は電源変動試験実行状態(未使用)
シーケンスホールド状態
(未使用)
(未使用)
(未使用)
LOCK 状態(SYNC 同期状態)
(未使用)
(未使用)
逆潮流注意の状態（DP シリーズ Type R のみ） ※
(未使用)
(未使用)
(未使用)
Busy 状態(未使用)※ 周囲温度 40 度環境下での逆潮流仕様値を超えている状態

DP シリーズ

37

取扱説明書(リモート制御)

2.2 ステータス・バイト

2.2.5.2

オペレーション・ステータス・トランジション・フィルタ

オペレーション・ステータス・トランジション・フィルタは，イベント・ビットの遷移を決定するためのフィルタです。
オペレーション・ステータス・トランジション・フィルタは，*CLS コマンドを受信してもク
リアされません。
トランジション・フィルタの設定と，イベント・レジスタの遷移との関係を表 2.4に示します。

表 2.4 トランジション・フィルタとイベント・レジスタの遷移
正のトランジション・フィルタの各ビットの設定

負のトランジション・フィルタの各ビットの設定

0
0
1
1

0
1
0
1

2.2.5.3

イベント・レジスタのビットを 1 にするためのコンディション・レジスタの遷移
不変
1→0（立ち下がりを検出）
0→1（立ち上がりを検出）
0→1 又は 1→0

オペレーション・ステータス・イベント・レジスタ

オペレーション・ステータス・イベント・レジスタは，トランジション・フィルタの設定に応じて，コンディション・レジスタ変化を反映させたレジスタです。
イベント・レジスタは，イベント・レジスタに対するクエリもしくは*CLS コマンドを受信した場合にクリアされます。
2.2.5.4

オペレーション・ステータス・イベント・イネーブル・レジスタ

オペレーション・ステータス・イベント・イネーブル・レジスタは，サマライズするイベ
ント・レジスタ内のビットの選択に使用するレジスタです。

DP シリーズ

38

取扱説明書(リモート制御)

2.2 ステータス・バイト

2.2.6 ワーニング・コンディション・レジスタ・グループ
ワーニング・コンディション・レジスタ・グループの構成を図 2.4に示します。

コンディション・レジスタ
トランジション・フィルタ・レジスタ
イベント・イネーブル・レジスタ

イベント・レジスタ

15

15

15

15

14

14

14

14

:
:

:
:

:
:

:
:

2

2

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0

15

&

14

&

:
:
2

&

1

&

0

&

論理和

ステータス・バイト・レジスタ(WAR)

図 2.4 ワーニング・コンディション・レジスタ・グループ

DP シリーズ

39

取扱説明書(リモート制御)

2.2 ステータス・バイト

2.2.6.1

ワーニング・コンディション・レジスタ

コンディション・レジスタに対するクエリを受信した場合でもクリアされません。
ワーニング・コンディション・レジスタの各ビットの内容を表 2.5に示します。

表 2.5 ワーニング・コンディション・レジスタ
ビット
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

重み
16384
8192
4096
2048
1024
512
256
128
64
32
16
8
4
2
1

内

容

2.2.6.2

ワーニング・ステータス・トランジション・フィルタ

常に 0
電流ピーク値リミッタ動作状態
電流実効値リミッタ動作状態
有効電力リミッタ動作状態
電流ピーク値リミッタ動作後 出力オフ
電流実効値リミッタ動作後 出力オフ
センシング電圧異常
パワーユニット DCPS 異常
同期周波数異常過熱
パワーユニット DCPS 過電圧
パワーユニット DCPS 不足電圧
出力過電流[Peak]
パワーユニットメモリ書込みエラー
出力過電流[RMS]
出力過電圧

ワーニング・ステータス・トランジション・フィルタは，イベント・ビットの遷移を決定するためのフィルタです。
ワーニング・ステータス・トランジション・フィルタは，*CLS コマンドを受信してもクリアされません。
トランジション・フィルタの設定と，イベント・レジスタの遷移との関係は表 2.4を参照してください。
2.2.6.3

ワーニング・イベント・レジスタ

ワーニング・イベント・レジスタは，トランジション・フィルタの設定に応じて，コンディション・レジスタの変化を反映させたレジスタです。
イベント・レジスタは，イベント・レジスタに対するクエリ，もしくは*CLS コマンドを受信した場合にクリアされます。
2.2.6.4

ワーニング・イベント・イネーブル・レジスタ

ワーニング・イベント・イネーブル・レジスタは，サマライズするイベント・レジスタ内のビットの選択に使用するレジスタです。

DP シリーズ

40

取扱説明書(リモート制御)

2.2 ステータス・バイト

2.2.7 システムロック・コンディション・レジスタ・グループ
システムロック・コンディション・レジスタ・グループの構成を図 2.5に示す。

コンディション・レジスタ
トランジション・フィルタ・レジスタ
イベント・イネーブル・レジスタ

イベント・レジスタ

15

15

15

15

14

14

14

14

:
:

:
:

:
:

:
:

2

2

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0

15

&

14

&

:
:
2

&

1

&

0

&

論理和

ステータス・バイト・レジスタ(SLK)

図 2.5 システムロック・コンディション・レジスタ・グループ

DP シリーズ

41

取扱説明書(リモート制御)

2.2 ステータス・バイト

2.2.7.1

システムロック・コンディション・レジスタ

コンディション・レジスタに対するクエリを受信した場合でもクリアされません。
システムロック・コンディション・レジスタの各ビットの内容を表 2.6に示します。

表 2.6 システムロック・コンディション・レジスタ
ビット
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

重み
16384
8192
4096
2048
1024
512
256
128
64

5
4
3
2
1
0

32
16
8
4
2
1

2.2.7.2

内

容

常に 0
(未使用)
(未使用)
(未使用)
多相接続で，異なる電源ライン電圧で起動
(未使用)
(未使用)
(未使用)
(未使用)
内部補助電源異常(DP075x/DP090x/DP105x/DP120x/DP240S/DP360S/DP420LS/
DP480LS/DP180LM のみ)
多相システム通信異常
内部通信異常２
内部通信異常１
電源入力周波数異常
電源入力不足電圧
電源入力過電圧システムロック・ステータス・トランジション・フィルタ

システムロック・ステータス・トランジション・フィルタは，イベント・ビットの遷移を決定するためのフィルタです。
システムロック・ステータス・トランジション・フィルタは，*CLS コマンドを受信してもクリアされません。
トランジション・フィルタの設定と，イベント・レジスタの遷移との関係は表 2.4を参照してください。
2.2.7.3

システムロック・イベント・レジスタ

システムロック・イベント・レジスタは，トランジション・フィルタの設定に応じて，コンディション・レジスタの変化を反映させたレジスタです。
イベント・レジスタは，イベント・レジスタに対するクエリ，もしくは*CLS コマンドを受信した場合にクリアされます。
2.2.7.4

システムロック・イベント・イネーブル・レジスタ

システムロック・イベント・イネーブル・レジスタは，サマライズするイベント・レジスタ内のビットの選択に使用するレジスタです。

DP シリーズ

42

取扱説明書(リモート制御)

3. リモートコマンド概要
3.1 リモートコマンド ·············································· 44

DP シリーズ

43

取扱説明書(リモート制御)

3.1 リモートコマンド

3.1

リモートコマンド3.1.1 コマンドのタイプとフォーマットの概念
DP 電源のリモート・コマンドには，IEEE488.2 定義の共通コマンドと SCPI(Standard
Commands for Programmable Instruments)コマンド仕様に準じて定義されたコマンドの 2 種類があります。

3.1.2 SCPI について
SCPI は，外部制御機器と測定機器間で行う通信の方法を定義した規格です。
SCPI に関する一般的な情報については，以下を参照してください。
Standard Commands for Programmable Instruments (SCPI) VERSION 1999.0
http://www.ivifoundation.org/scpi/

表記方法
説明文中のコマンドは，以下の表記方法にしたがって記述されています。
<>[]{abc|xyz}[abc|xyz]
大文字，小文字DP シリーズ：< >は，それ自体以外のものを表している。パラメタ及び応答データの場
合には< >内にその型の略語が入る。また，<NL>は 10 進で 10 の値を持つ
ASCII 文字，同様に，<^END>は EOI を示す。
：[ ]内はオプションとなる。ただし，“[”，“]”はコマンドの一部ではない。
：“abc”又は“xyz”のどちらかの使用を意味する。
：“abc”又は“xyz”のどちらかの使用を意味するオプションを示す。
：大文字と小文字全体はロングフォーム，大文字のみはショートフォーム
を示す。

44

取扱説明書(リモート制御)

3.1 リモートコマンド

3.1.3 共通コマンドの対応
DP 電源は，IEEE488.2 標準規格に準じた装置共通コマンドに対応しています。
共通コマンドは常にアスタリスク(*)で始まり，パラメタを使用できるコマンドもあります。共通コマンドのヘッダ部分と最初のパラメタとの間は，スペースコードで区切られている必要があります。DP 電源が対応している共通コマンドは表 3.1の通りです。

表 3.1 DP 電源 対応 IEEE488.2 共通コマンド
コマンド・クエリ
*IDN?
*RST
*TST?
*OPC
*OPC?
*WAI
*CLS
*ESE
*ESE?
*ESR?
*SRE
*SRE?
*STB?

DP シリーズ

名称
Identification Query
Reset Command
Self-Test QueryOperation Complete Command
Operation Complete Query
Wait-to-Continue Command
Clear Status Command
Standard Event Status Enable Command
Standard Event Status Enable Query
Standard Event Status Register Query
Service Request Enable Command
Service Request Enable Query
Read Status Byte Query

45

取扱説明書(リモート制御)

3.1 リモートコマンド

3.1.4 SCPI コマンドとクエリ・フォーマットSCPI コマンドは，ルート・キーワード，1 つ又は複数の下位レベル・キーワード，パラ
メタ及びサフィックスで構成される階層構造体となります。
以下は，コマンドとクエリの例です。
:OUTPut:STATe ON<NL><^END>:OUTPut:STATe?<NL><^END>
OUTPut は，第 2 レベルのキーワードを結合するルートレベル・キーワードで，ON はコマ
ンド・パラメタとなります。

3.1.5 SCPI サブシステム・コマンド・ツリー
3.1.5.1

コマンド・ツリーの構造

SCPI はファイル・システムに似た階層構造をサブシステム・コマンドに使用しています。
SCPI ではこのコマンド構造をコマンド・ツリーと呼び，図 3.1はコマンド・ツリーの一例
です。

root

[:SOURce]:VOLTage:FREQuency[:LEVel][:IMMediate][:FIXed][:AMPLitude]
OFFSet:PHASe:OUTPut[:STATe]:SYSTem:ERRor

図 3.1 コマンド・ツリーの一例

図 3.1に示すコマンド・ツリーでは，上部に一番近いキーワード(「[:SOURce]」，「:OUTPut」，「:SYSTem」)がルート・レベルのキーワードとなります。より下位のレベルにあるキーワ
ードに達するには，その上位に定義されたパスを経由する必要があります。
例えば，「:OFFSet」にアクセスしたい場合，「[:SOURce]」-「:VOLTage」-「[:LEVel]」「[:IMMediate]」-「:OFFSet」のパスを経由し，コマンドを指定する必要があります。

DP シリーズ

46

取扱説明書(リモート制御)

3.1 リモートコマンド

3.1.5.2

カレント・パスの移動

カレント・パスとは，コマンド・ツリー内のレベルで，次のコマンドを送ったとき，コ
マンド解析処理が初めにコマンドパスとして検索を開始するパスになります。コマンド解析処理は以下の規則に従い，カレント・パスを決定しています。
(1) 電源 ON 時とリセット時
カレント・パスはルートにセットされます。
(2) メッセージ・ターミネータ<NL>(メッセージ・ターミネータ)を受け取ると，カレント・パスはルートにセットされます。
(3) コロン(コマンド・セパレータ)
2 つのキーワード間にコロンが置かれている場合，コロンはカレント・パスをコマン
ド・ツリー内の 1 つ下位のレベルへ移動させます。
(4) コロン(ルート・スペシファイア)コマンドの先頭にコロンが置かれている場合，コロンはカレント・パスをルートにセットします。
(5) セミコロン
セミコロンは，カレント・パスに影響を与えません。
(6) スペース
スペースは，カレント・パスに影響を与えません。
(7) コンマ
コンマは，カレント・パスに影響を与えません。
(8) IEEE488.2 共通コマンド
共通コマンドは，カレント・パスに影響を与えません。
セミコロンを適切に使用することで，複数のコマンドを効率的に送ることができるように
なります。
例えば，
:SOURce:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude 1.0; OFFSet 1.0<NL><^END>
は，以下の 2 つのコマンドを送ることと同じ結果になります。
:SOURce:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude 1.0<NL><^END>:SOURce:VOLTage:LEVel:IMMediate:OFFSet 1.0<NL><^END>

DP シリーズ

47

取扱説明書(リモート制御)

3.1 リモートコマンド
また，オプションのキーワードを省略した場合のカレント・パスの移動には注意を要します。
例えば，:VOLTage 1.0<NL><^END>とした場合，カレント・パスは，「:SOURce」になります。
また，以下の２つのプログラム・メッセージを１つのプログラム・メッセージとして送る
場合は:SOURce:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude 1.0<NL><^END>:SOURce:FREQuency:FIXed 100.0<NL><^END>＜正しく実行されるプログラム・メッセージ＞:SOURce:VOLTage 1.0; FREQuency:FIXed 100.0<NL><^END>＜解析エラーとなるプログラム・メッセージ＞:SOURce:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude1.0; FREQuency:FIXed 100.0<NL><^END>
２つめのコマンドのカレント・パスが，:SOURce:VOLTage:LEVel:IMMediate となっており，:SOURce をパスとする:FREQuency:FIXed 100.0 が解析エラーになります。

DP シリーズ

48

取扱説明書(リモート制御)

3.1 リモートコマンド

3.1.6 SCPI コマンドの要素
3.1.6.1

共通コマンドのシンタックス

共通コマンドのシンタックスを図 3.2に示します。ここで，キーワードは，アルファベットで始まる英数 3 文字になります。

*

キーワード

パラメタ

SP
?

図 3.2 共通コマンドのシンタックス

ここで，図 3.2中の SP は図 3.3の通りです。(以下，全ての SP に適用)。

ASCIIコードの32

図 3.3 SP のシンタックス

3.1.6.2

サブシステム・コマンドのシンタックス

サブシステム・コマンドのシンタックスを図 3.4に示します。

,

:

:

キーワード

SP

パラメタ
サフィックス?

図 3.4 サブシステム・コマンドのシンタックス

3.1.6.3

キーワード

コマンド・シンタックスのキーワードは，アルファベットから始まり，大文字・小文字
アルファベット，アンダースコア(_)及び数字からなる最大 12 個の文字列になります。
大部分のキーワードが大文字・小文字の混合形式により表記されています。
ここで大文字はショートフォームを表し，ロングフォーム，ショートフォームのいずれの形式についても受け入れることができますが，大文字と小文字の区別はしていません。
表 3.2にキーワード「OUTPut」の場合の例を示します。

DP シリーズ

49

取扱説明書(リモート制御)

3.1 リモートコマンド
表 3.2 受け入れられるキーワード，受け入れられないキーワード(「OUTPut」の場合)
キーワード
OUTPUTOUTP
OuTpUt
oUtP
OUTPU
OUT

3.1.6.4

説明
ロングフォームとして受け入れる。
ショートフォームとして受け入れる。
大文字・小文字を区別せず，ロングフォームとして受け入れる。
大文字・小文字を区別せず，ショートフォームとして受け入れる。
ロングフォーム，ショートフォームのいずれにも該当しないため，受け入れない。
ロングフォーム，ショートフォームのいずれにも該当しないため，受け入れない。

キーワード・セパレータ

キーワード・セパレータは，以下に示すように，現在のキーワードと次の下位レベル・
キーワードとの間を区切るものであり，コロン(:)が使用されます。
:OUTPut:STATe?
3.1.6.5

ルート・スペシファイア

サブシステム・コマンドの先頭にあるコロン(:)は，ルート・スペシファイアとして機能します。
ルート・スペシファイアは，カレント・パスをルートに設定するものです。
コロン(:)は，コマンド・セパレータとしても使用されるので，使い分けに注意が必要です。
SOURce:FREQuency:FIXed 100.0→

全てのコロンはヘッダ・セパレータ:SOURce:FREQuency:FIXed 1.0→

最初のコロンがルート・スペシファイア

SOURce:FREQuency:FIXed 100.0; :OUTPut ON→
3.1.6.6

3 番目のコロンがルート・スペシファイア

オプションのキーワード

オプションのキーワードは，角括弧([])で囲まれたキーワードであり，省略可能であることを示します。ただし，角括弧([])は表記の便宜上付けられているものであり，実際に送信するコマンドに含まれるものではありません。
省略した場合，そのオプションのキーワードを受け取ったものとして，コマンド解析処理
はコマンドの解析を行います。
例えば，:OUTPut[:STATe]の場合，以下のどちらのコマンドも使用することができます。

DP シリーズ

50

取扱説明書(リモート制御)

3.1 リモートコマンド:OUTPut:STATe:OUTPut
3.1.6.7

暗黙のチャネル(オプションの数値キーワード・サフィックス)多くのコマンドでは，オプションの数値キーワード・サフィックスを使用してチャネルを指定することができます。
例えば，:OUTPut[1|2]:STATe {ON|OFF}の場合，チャネル 1 と 2 のコマンドは以下のようになります。
:OUTPut[1]:STATe {ON|OFF}:OUTPut2:STATe {ON|OFF}
ここで，チャネル番号を指定しない場合，暗黙のチャネルとしてチャネル 1 が選択されることに留意する必要があります。
例えば，チャネル 1 の出力を ON に制御するには，以下のどちらかのコマンドを使用することができます。
:OUTPut1:STATe ON:OUTPut:STATe ON
3.1.6.8

パラメタ・タイプ

コマンド一覧の鍵括弧(<>)は，パラメタを表す。パラメタのタイプは以下のいずれかになります。
数値パラメタ(<REAL>,<INT>)
数値パラメタのシンタックスを図 3.5に示します。

仮数

指数

SP

図 3.5 数値パラメタ(<REAL>,<INT>)のシンタックス

なお，図 3.5中の仮数と指数のシンタックスは図 3.6と図 3.7の通りです。

DP シリーズ

51

取扱説明書(リモート制御)

3.1 リモートコマンド

数字
.

数字

+
数字
-

.

数字

図 3.6 仮数のシンタックス

数字

E/e
+

SP

-

図 3.7 指数のシンタックス

3.1.6.9

ディスクリート・パラメタ(<DISC>)

ディスクリート・パラメタのシンタックスを図 3.8に示します。

選択1

選択2

選択3

選択N

図 3.8 ディスクリート・パラメタ(<DISC>)のシンタックス

DP シリーズ

52

取扱説明書(リモート制御)

3.1 リモートコマンド

3.1.6.10 真偽値パラメタ(<BOL>)
真偽値パラメタのシンタックスを図 3.9に示します。

<REAL>,
<INT>

ON

OFF

図 3.9 真偽値パラメタ(<BOL>)のシンタックス

真偽値パラメタは，0 以外を真，0 を偽として解釈します。
なお，小数点以下を含む値が指定された場合，小数点以下を四捨五入した後の値で解釈を行いまます。四捨五入された結果により，「0.4」は偽（0 に丸められます。），「0.5」は真（１に丸められます。）となります。
3.1.6.11 文字列プログラム・データ(<STR>)
文字列プログラム・データのシンタックスを図 3.10に示します。
'

'
'
(文字)

'

' 以外
の文字

"

"
"
(文字)

"

" 以外
の文字

図 3.10 文字列パラメタ(<STR>)のシンタックス

DP 電源では，文字列に \

/

:

*

?

“

<

>

|

の 9 文字は使用できません。これらの文字が含まれている場合にはエラー処理が行われます。(エラーメッセージは，エラーコード：-150 の String data error を返します。)

DP シリーズ

53

取扱説明書(リモート制御)

3.1 リモートコマンド

3.1.6.12 ブロック・プログラム・データ(<BLK>)
ブロック・プログラム・データのシンタックスを図 3.11に示します。

0以外
の数字

#

バイト・
データ

数字

バイト・
データ

0

NL

^END

図 3.11 ブロック・プログラム・データ(<BLK>)のシンタックス

なお，確定長のブロック・プログラム・データで，指定されたバイト数を受け取る前に「^END」を受信したら，コマンド・エラーとして処理されます。
DP 電源では，確定長のブロック・プログラム・データのみを受け付け，#と最初のバイト･データの間に入れられる数字列は，48192 固定です。バイト･データは必ず 8192 バイト
としてください。
3.1.6.13 パラメタ・セパレータ
1 つのコマンドで複数のパラメタを送信するときには，隣接パラメタ間をコンマ(,)で区切る必要があります。
3.1.6.14 クエリ・パラメタ
10 進数値パラメタを持つコマンドに対応するクエリの多くは，「?」の後ろに「MINimum」
又は「MAXimum」パラメタを指定することで，最小値又は最大値を照会することができます。
例えば，周波数の最小値及び最大値を照会するには，以下のクエリを送信します。
:SOURce:FREQuency? MINimum:SOURce:FREQuency? MAXimum
3.1.6.15 サフィックス
サフィックスのシンタックスを図 3.12に示します。

SP

乗数

単位

図 3.12 サフィックスのシンタックス

DP シリーズ

54

取扱説明書(リモート制御)

3.1 リモートコマンド

3.1.6.16 コマンド・ターミネータ
コマンド・ターミネータは，<NL>(10 進数で 10 の ASCII 文字)，最終バイトでアサートされる EOI(End-of Identify)又は最終バイトと同様<NL>でアサートされる EOI のいずれかになっています。
複数のコマンドの使用プログラム・メッセージ
プログラム・メッセージは，1 つ又は 2 以上の IEEE488.2 共通コマンド及び SCPI
コマンドの組合せであり，複数のコマンドを一度に送信することができます。

プログラム・メッセージのシンタックス
プログラム・メッセージのシンタックスを図 3.13に示します。

;
^END
共通
コマンド
NL

^END

サブシステムコマンド

NL

図 3.13 プログラム・メッセージのシンタックス

DP シリーズ

55

取扱説明書(リモート制御)

3.1 リモートコマンド

3.1.7 応答メッセージ・フォーマットの概観
3.1.7.1

応答メッセージ

コンピュータが問合せたコマンドに対して，DP 電源から読み取ることのできる応答データのことを応答メッセージと呼びます。問合せコマンドのことをクエリと呼び，クエス
チョン・マーク(?) が後ろに置かれています。
3.1.7.2

応答メッセージのシンタックス

応答メッセージのシンタックスを図 3.14に示します。

;

,

応答データ

NL

^END

図 3.14 応答メッセージのシンタックス

応答メッセージでは，セパレータとしてコンマ(,)とセミコロン(;)を使用します。1 つのコ
マンドで複数の値を返す場合は，それぞれのデータ項目を区切るのにコンマ(,)が使用されます。
同一メッセージ内で複数のクエリを送る場合は，それぞれのクエリに対応するデータ項目のグループを区切るのにセミコロン(;)が使用されます。
3.1.7.3

応答メッセージのデータ・タイプ

応答メッセージのデータ・タイプは以下のいずれかになります。
実数応答データのシンタックス(<REAL>)
実数応答データのシンタックスを図 3.15に示します。

<NR2>

<NR3>

図 3.15 実数応答データ(<REAL>)のシンタックス

NR2 数値応答データのシンタックスを図 3.16に示します。

DP シリーズ

56

取扱説明書(リモート制御)

3.1 リモートコマンド

数字

.

数字

+

-

図 3.16 NR2 数値応答データ(<NR2>)のシンタックス

NR3 数値応答データのシンタックスを図 3.17に示します。

数字

.

数字

+

-

数字

E
+

-

図 3.17 NR3 数値応答データ(<NR3>)のシンタックス

整数応答データ(<INT>)
整数応答データはのシンタックスを図 3.18に示します。整数応答データのシンタックス
は，IEEE488.2 に規定された NR1 数値応答データと同じです。

数字
+

-

図 3.18 整数応答データ(<INT>)のシンタックス

DP シリーズ

57

取扱説明書(リモート制御)

3.1 リモートコマンド

ディスクリート応答データ(<DISC>)
ディスクリート応答データのシンタックスを図 3.19に示します。
応答データは必ずショートフォームになります。

選択1

選択2

選択3

選択N

図 3.19 ディスクリート応答データ(<DISC>)のシンタックス

数値真偽値応答データ(<NBOL>)
数値真偽値応答データのシンタックスを図 3.20に示します。

01

図 3.20 数値真偽値応答データ(<NBOL>)のシンタックス

文字列応答データ(<STR>)
文字列応答データのシンタックスを図 3.21に示します。
ただし DP 電源では，応答文字列中に「”」(ダブルコーテーション)が入ることはありませ
ん。

"

"
"

"
(文字)
" 以外
の文字

図 3.21 文字列応答データ(<STR>)のシンタックス

DP シリーズ

58

取扱説明書(リモート制御)

3.1 リモートコマンド

確定長任意ブロック応答データ(<DBLK>)
確定長任意ブロック応答データのシンタックスを図 3.22に示します。
ただし DP 電源では，このタイプの応答メッセージを返しません。

0以外
の数字

#

数字

バイト・
データ

図 3.22 確定長任意ブロック応答データ(<DBLK>)のシンタックス

不確定長任意ブロック応答データ(<IBLK>)
不確定長任意ブロック応答データのシンタックスを図 3.23に示します。
ただし DP 電源では，このタイプの応答メッセージを返しません。

#

0

バイト・
データ

NL

^END

図 3.23 不確定長任意ブロック応答データ(<IBLK>)のシンタックス

DP シリーズ

59

取扱説明書(リモート制御)

4. リモートコマンド・リファレンス
4.1 プログラムコマンド一覧 ··································· 61
4.2 個別プログラムコマンド説明 ···························· 74

DP シリーズ

60

取扱説明書(リモート制御)

4.1 プログラムコマンド一覧

4.1

プログラムコマンド一覧

DP 電源のプログラムコマンドについて説明します。
コマンドには，電源機能毎に受付を許可・禁止しているものがあります。電源機能毎に受付の許可・禁止をしていないコマンドであっても，DP 電源の内部動作状態の整合性を保つために，コマンドエラーとして扱う場合や，コマンドの受付を行わない場合があります。また，ご購入頂きました製品の相モデルにより実行できないコマンドもあります。
これらの注意を払う必要のあるコマンドについては，個別のコマンド説明にて，正しくコマ
ンド実行させるためのヒントを説明しています。

DP シリーズ

61

取扱説明書(リモート制御)

4.1 プログラムコマンド一覧

4.1.1 機能共通コマンド一覧
機能

設定

問合せ

*IDN?
*TST?

－
－

○
○

*CLS

○

－

*ESE

○

○

*ESR?

－

○

*SRE

○

○

*STB?

－

○

*WAI

○

－

*OPC

○

－

*OPC?

－

○

:STATus:LOCK:CONDition?

－○:STATus:LOCK:ENABle○○:STATus:LOCK[:EVENt]?

－○:STATus:LOCK:NTRansition

○

○

コマンド

共通コマンド（IEEE488.2）
機器の ID の取得
自己 診断 結 果の取得
イベント・レジスタ
及 び エラー・ キ ューのクリア
スタンダード・イベ
ント・ステータス・
イネーブル・レジスタの設定／取得
スタンダード･イベ
ント・ステータス・
レジスタの取得
サービス・リクエ
スト・イネーブル・
レジスタの設定／
取得
ステータス・バイト・レジスタの取得
オーバーラップコ
マンドの同期待合せ
オペレーション完了時の OPC ビッ
ト設定
オペレーション完了状態の取得システムロック・コンディション・レジスタの操作
システムロック・コ
ンディション・レジ
スタの取得
システムロック・イ
ベント・イネーブ
ル・レジスタの設定／取得システムロック・イ
ベント・レジスタの取得
システムロック・ト
ランジション・フィ
ルタ（負）の設定／取得

DP シリーズ

62

取扱説明書(リモート制御)

4.1 プログラムコマンド一覧
システムロック・ト
ランジション・フィ
ルタ（正）の設定／取得○○:STATus:OPERation:CONDition?

－○:STATus:OPERation:ENABle○○:STATus:OPERation[:EVENt]?

－○:STATus:OPERation:NTRansition○○:STATus:OPERation:PTRansition

○

○

－

○

:STATus:WARNing:CONDition?

－○:STATus:WARNing:ENABle○○:STATus:WARNing[:EVENt]?

－○:STATus:WARNing:NTRansition○○:STATus:WARNing:PTRansition○○:SYSTem:WRELease○－:OUTPut[:STATe]○○:OUTPut:PON○○:STATus:LOCK:PTRansition

オペレーション・コンディション・レジスタの操作
オペレーション・コ
ンディション・レジ
スタの取得
オペレーション・イ
ベント・イネーブ
ル・ レジ スタ の設
定／取得
オペレーション・イ
ベント・レジスタの取得
オペレーション・ト
ランジション・フィ
ルタ（負）の設定／取得
オペレーション・ト
ランジション・フィ
ルタ（正）の設定／取得

エラーメッセージの取得
エ ラー メ ッ セージの取得:SYSTem:ERRor?

ワーニング・コンディション・レジスタの操作
ワーニング･コンディション･レジス
タの取得
ワー ニ ン グ・ イ ベ
ント・イネーブル･
レジスタの設定／
取得
ワーニング･イベント･レジスタの取得
ワーニング・トラン
ジション・フィルタ（負）の設定／取得
ワーニング･トラン
ジション・フィルタ（正）の設定／取得
ワーニング解除

出力制御
出力オン／オフの設定／取得
電源 投入 時の出力の設定／取得

DP シリーズ

63

取扱説明書(リモート制御)

4.1 プログラムコマンド一覧
出力リレー制御の設定／取得トリガ出力極性の設定／取得
トリガ出力パルス
幅の設定／取得:OUTPut:RELay○○:TRIGger:POLarity○○:TRIGger:WIDTh○○:SYSTem:CONFigure:PHASe○○:SYSTem:CONFigure[:MODE]○○:DISPlay:CONTrast○○:DISPlay[:WINDow]:BACKground:COLor○○:SYSTem:KLOCk○○:SYSTem:BEEPer:STATe○○:SYSTem:CONFigure:NPU[:STATe]?
:SYSTem:CONFigure:NPU:ENABle?
:SYSTem:CONFigure:NPU:ERRor?

－
－
－

○
○
○

:OUTPut:MONitor:MODE○○:OUTPut:INSTrument:NSELect○○:OUTPut:INSTrument:SELect

○

○

装置構成
相 構成 の設 定／取得※1

電源機能の設定
電源 機能 の設 定
／取得

パネル表示操作設定
LCD コントラスト
調 整値 の設 定／
取得
LCD 表示色の設
定／取得
キーロックの設定／取得
ビープ音の設定／取得

パワーユニットの状態取得
積載数の取得
通電数の取得エラー状態の取得

モニタ出力設定
モニタ出力の設定／取得
出力 相指 定／取得(相番号)
出力 相指 定／取得(相)※１設定機能は，一部のモデルで対応しています。

DP シリーズ

64

取扱説明書(リモート制御)

4.1 プログラムコマンド一覧

4.1.2 連続出力機能コマンド一覧
機能

設定

問合せ

*RST

○

－

*RCL

○

－

*SAV

○

－

:DISPlay[:WINDow]:DESign:MODE○○:DISPlay[:WINDow]:DESign:SIMPle:ITEM○○:DISPlay[:WINDow]:INSTrument:NSELect○○:DISPlay[:WINDow]:INSTrument:SELect○○:DISPlay[:WINDow]:MEASure:MODE○○[:SOURce]:VOLTage:RANGe○○[:SOURce]:MODE○○[:SOURce]:FREQuency[:IMMediate]○○[:SOURce]:PHASe:STARt[:IMMediate]○○[:SOURce]:PHASe:STOP:ENABle○○[:SOURce]:PHASe:STOP[:IMMediate]○○[:SOURce]:PHASe:MODE○○:MEASure:CONFigure:SENSing○○:INSTrument:NSELect○○:INSTrument:SELect

○

○

コマンド

共通コマンド（IEEE488.2）
基本設定の初期化
基 本 設 定 メ モ リからの読出し
基 本 設 定 メ モ リへの保存

パネル表示設定
ノーマル／シンプ
ル表示モードの設定／取得
シンプル表示時の表示項目の設定／取得
計測表示相設定／取得(相番号)
計測表示相設定／取得(相）
計測表示選択の設定／取得

出力設定(相共通設定項目)
出力レンジの設定／取得※１
AC／DC モードの設定／取得※１
出力周波数の設定／取得
出力 ON 位相の設定／取得
出力 OFF 位相指定の有効／無効の設定／取得
出力 OFF 位相の設定／取得
平衡／不平衡モードの設定／取得
リモートセンシング
機能の設定／取得※３

出力設定(相指定可能項目)
設定相(相番号)の設定／取得
設定相(相）の設定／取得

DP シリーズ

65

取扱説明書(リモート制御)

4.1 プログラムコマンド一覧

交流出力電圧の設定／取得
直流出力電圧の設定／取得
出力波形の設定／取得
多 相 モ デ ル・ 多 相システム時の位相
角設定／取得DC オフセット電圧調整値の設定／取得(AC モード)
DC オフセット電圧調整値の設定／取得(ACDC,DC モード)[:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitud
e]

○

○

[:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet○○[:SOURce]:FUNCtion[:SHAPe][:IMMediate]○○[:SOURce]:PHASe:PHASe○○[:SOURce]:VOLTage:ADJust:OFFSet:AC○○[:SOURce]:VOLTage:ADJust:OFFSet:DC○○[:SOURce]:VOLTage:LIMit:RMS○○[:SOURce]:VOLTage:LIMit:HIGH○○[:SOURce]:VOLTage:LIMit:LOW○○[:SOURce]:CURRent:LIMit:RMS[:AMPLitude]○○[:SOURce]:CURRent:LIMit:RMS:MODE○○[:SOURce]:CURRent:LIMit:RMS:TIME○○[:SOURce]:CURRent:LIMit:PEAK:HIGH○○[:SOURce]:CURRent:LIMit:PEAK:LOW○○[:SOURce]:CURRent:LIMit:PEAK:MODE○○[:SOURce]:CURRent:LIMit:PEAK:TIME○○

電圧設定範囲制限
電圧設定範囲制
限(実効値)の設定／取得
電圧設定範囲(ピー ク 値 < 最 大 >) の設定／取得
電圧設定範囲(ピー ク 値 < 最 小 >) の設定／取得

電流リミッタ
電流リミッタ(実効値)の設定／取得
電流リミッタ(実効値)動作後出力オフの設定／取得
電流リミッタ(実効値)動作後出力オ
フまでの時間設定／取得
電流リミッタ(ピーク値<最 大>)の設 定／取得
電流リミッタ(ピーク値<最 小>)の設 定／取得
電流リミッタ(ピーク値)動作後出力オフの設定／取得
電流リミッタ(ピーク値)動作後出力オ
フまでの時間／取得DP シリーズ

66

取扱説明書(リモート制御)

4.1 プログラムコマンド一覧

周波数設定範囲制限
周波数設定範囲
制限の上限値設
定／取得
周波数設定範囲
制限の下限値設
定／取得[:SOURce]:FREQuency:LIMit:HIGH○○[:SOURce]:FREQuency:LIMit:LOW○○:MEASure[:SCALar]:CURRent:PEAK:CLEar○－:MEASure[:SCALar]:CURRent:PEAK:HOLD?

－○:MEASure[:SCALar]:FREQuency?

－○:MEASure:INSTrument:NSELect○○:MEASure:INSTrument:SELect○○:MEASure[:SCALar]:VOLTage[:RMS]?
:MEASure[:SCALar]:VOLTage:AVErage?
:MEASure[:SCALar]:VOLTage:HIGH?

－
－
－

○
○
○

:MEASure[:SCALar]:VOLTage:LOW?

－○:MEASure[:SCALar]:CURRent[:RMS]?
:MEASure[:SCALar]:CURRent:AVErage?
:MEASure[:SCALar]:CURRent:HIGH?

－
－
－

○
○
○

:MEASure[:SCALar]:CURRent:LOW?

－○:MEASure[:SCALar]:CURRent:HARMonic:ENABle○○:MEASure[:SCALar]:CURRent:HARMonic[:RMS]?
:MEASure[:SCALar]:CURRent:HARMonic:RATio?
:MEASure[:SCALar]:CURRent:CFACtor?

－
－
－

○
○
○

:MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:APParent?
:MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:PFACtor?
:MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:REACtive?
:MEASure[:SCALar]:POWer[:AC][:REAL]?

－
－
－
－

○
○
○
○

:MEASure:CO2:TOTal:CLEar○－:MEASure:CO2:COEFficient○○

出力計測値の取得
出力電流ピークホ
ールド値のクリア
出力電流ピークホ
ールド値の取得
同期信号源の周
波数の取得

出力計測値の取得(相指定可能項目)
計測問合せ相(相番号)の設定／取得
計測問合せ相(相)の設定／取得出力電圧(実効値)
出力電圧(平均値)
出力電圧(ピーク
値<最大>)
出力電圧(ピーク
値<最小>)
出力電流(実効値)
出力電流(平均値)
出力電流(ピーク
値<最大>)
出力電流(ピーク
値<最小>)
高調波電流計測機能制御の設定／取得
高調波電流値
高調波電流割合
出力電流クレスト
ファクタ
皮相電力
力率
無効電力
有効電力

CO2 算出機能 ※本機能は下記のモデルにはありません。
DP240S/DP360S/DP420LS/DP480LS/DP060LM/DP120LM/DP180LM
排出 CO2 積算値クリア
排出 CO2 係数の設定／取得

DP シリーズ

67

取扱説明書(リモート制御)

4.1 プログラムコマンド一覧
排出 CO2 内部損
失分瞬時値の取得排出 CO2 出力電力分瞬時値の取得排出 CO2 内部損
失分積算値の取得排出 CO2 出力電力分積算値の取得:MEASure:CO2:RATE:LOSS?

－○:MEASure:CO2:RATE:OUTPut?

－○:MEASure:CO2:TOTal:LOSS?

－○:MEASure:CO2:TOTal:OUTPut?

－○:OUTPut:AGC○○:OUTPut:ACALibration○○:INPut:GAIN○○:INPut:SYNC:SOURce○○[:SOURce]:FUNCtion:CSINe:TYPE○○[:SOURce]:FUNCtion:CSINe:CFACtor○○[:SOURce]:FUNCtion:CSINe:CLIP○○:TRACe|DATA:CSINe:STORe○－:TRACe|DATA:WAVe:CLEar○－:TRACe|DATA:WAVe[:DATA]○－:TRACe|DATA:WAVe:NAME○○

AGC・オートキャル機能の設定
AGC 機能の有効／無効※３
オートキャル機能の有効／無効※３

外部入力信号の設定
外部入力ゲインの設定／取得
外部同期信号源の設定／取得出力波形の設定／取得
クリップ正弦波のタ
イプ指定の設定／取得※２
クリップ正弦波のクレスト ファ クタ の設定／取得※２
クリップ正弦波のクリップ率の設定／取得※２
クリップ正弦波の保存※２
任 意 波 メ モ リの 初期化※２
任意波データの転送※２
任意波名の設定／取得

DP シリーズ

68

取扱説明書(リモート制御)

4.1 プログラムコマンド一覧

外部コントロール信号の設定
外部コントロール
入力の許可／禁止の設定／取得
外部コントロール
状態出力極性の設定／取得
外部コントロール
機器接続情報の取得
外部コントロール
機 器 制御 コードの設定／取得

:SYSTem:CONFigure:EXTio[:STATe]○○:SYSTem:CONFigure:EXTio:POLarity○○:SYSTem:CONFigure:EXTio:INPut－○:SYSTem:CONFigure:EXTio:OUTPut○○※１電源機能毎に設定が保持されています。
電源機能を切替えると，その電源機能が保持している設定へ強制的に切替えられます。
※２連続出力機能での設定が，シーケンス機能，電源変動試験機能に反映されます。
一旦，連続出力機能に切替えて設定を行ってください。
設定後，実行する電源機能へ再度切替えるようにしてください。
※３電源機能を連続出力機能から，他の機能へ切替えると，強制的に動作設定が解除されます。
他の機能から，再度，連続出力機能で動作設定を有効にするには，動作設定が必要です。

DP シリーズ

69

取扱説明書(リモート制御)

4.1 プログラムコマンド一覧

4.1.3 シーケンス機能コマンド一覧
機能

設定

問合せ

:DISPlay[:WINDow]:TIME:UNIT○○[:SOURce]:SEQuence:CONTrol[:STATe]?
:TRIGger:SEQuence:SELected:EXECute[:SOURce]:SEQuence:EDIT:TRIGger:SEQuence:COMPile

－
○
○
○

○
－
－
－

[:SOURce]:SEQuence:CSTep?

－

○

○

○

[:SOURce]:SEQuence:STEP○○[:SOURce]:SEQuence:INSTrument:NSELect○○[:SOURce]:SEQuence:INSTrument:SELect[:SOURce]:SEQuence:SPARameter

○
○

○
○

:TRACe|DATA:SEQuence:CLEar○－:TRACe|DATA:SEQuence:NAME○○:TRACe|DATA:SEQuence:RECall○－:TRACe|DATA:SEQuence:STORe○－[:SOURce]:SEQuence:FREQuency[:IMMedi
ate]

○

○

[:SOURce]:SEQuence:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]○○[:SOURce]:SEQuence:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet

○

○

コマンド

パネル表示の設定
ステップ時間の表示単位
設定／取得

シーケンス機能の制御
状態の取得
実行制御
エディットモードへの切替
設定パラメタのコンパイルとコントロールモードへの切替
実行ステップ番号の取得

ステップ共通のパラメタ設定（エディットモード時に有効）
ステップ制御パラメタの設
定／取得[:SOURce]:SEQuence:CPARameter

指定ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）
設定ステップ番号の指定／取得
設定相(相番号) の設定／取得
設定相(相)の設定／取得
ステップ内パラメタの設定／取得

シーケンスデータの初期化／読出し／保存（エディットモード時に有効）
シーケンスデータの初期化
シーケンスデータ名の設
定／取得
シーケンスデータの読出しシーケンスデータの保存

個別のパラメタ設定（ステップ 0 のみ）
出力周波数の設定／取得
交流出力電圧の設定／
取得
直流出力電圧の設定／
取得

DP シリーズ

70

取扱説明書(リモート制御)

4.1 プログラムコマンド一覧

4.1.4 電源変動試験機能コマンド一覧
機能

設定

問合せ

○

○

[:SOURce]:SIMulation:CONTrol[:STATe]?
:TRIGger:SIMulation:SELected:EXECute[:SOURce]:SIMulation:EDIT

－
○
○

○
－
－

:TRIGger:SIMulation:COMPile○－[:SOURce]:SIMulation:CSTep?

－○[:SOURce]:SIMulation:REPeat:ENABle○○[:SOURce]:SIMulation:REPeat:COUNt○○[:SOURce]:SIMulation:INITial:VOLTage○○[:SOURce]:SIMulation:INITial:FREQuency○○[:SOURce]:SIMulation:INITial:PHASe:STARt:ENABle○○[:SOURce]:SIMulation:INITial:PHASe:STARt[:IMMe
diate]○○[:SOURce]:SIMulation:INITial:PHASe:STOP:ENABle○○[:SOURce]:SIMulation:INITial:PHASe:STOP[:IMMe
diate]○○[:SOURce]:SIMulation:INITial:CODE

○

○

コマンド

パネル表示の設定
ステップ時間の表
示単 位設 定／取得

:DISPlay[:WINDow]:TIME:UNIT

電源変動試験機能の制御
状態の取得
実行制御
エディットモードへの切替
設定パラメタのコ
ンパイルとコント
ロールモードへの切替
実行ステップ番号の取得

繰り返し実行の設定（エディットモード時に有効）
繰返 実行 の有 効
／無 効 の設 定／
取得
繰返 実行 回 数の設定／取得初期状態（Initial）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）
出力 電圧 の設 定
／取得
周 波数 の設 定／
取得
開始 位相 指 定の
有 効／無 効の設定／取得
開始 位相 の設 定
／取得
終了 位相 指 定の
有 効／無 効の設定／取得
終了 位相 の設 定
／取得
同期 出力 の設 定
／取得

DP シリーズ

71

取扱説明書(リモート制御)

4.1 プログラムコマンド一覧

定常１（Normal1）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）
実行 時間 の設 定
／取得
出力 電圧 の設 定
／取得
周 波数 の設 定／
取得
開始 位相 指 定の
有 効／無 効の設定／取得
開始 位相 の設 定
／取得
終了 位相 指 定の
有 効／無 効の設定／取得
終了 位相 の設 定
／取得
同期 出力 の設 定
／取得
ト リ ガ 出 力 （ G1 ）の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:NORMal1:TIME○○[:SOURce]:SIMulation:NORMal1:VOLTage○○[:SOURce]:SIMulation:NORMal1:FREQuency○○[:SOURce]:SIMulation:NORMal1:PHASe:STARt:EN
ABle

○

○

[:SOURce]:SIMulation:NORMal1:PHASe:STARt[:IMMediate]○○[:SOURce]:SIMulation:NORMal1:PHASe:STOP:EN
ABle

○

○

[:SOURce]:SIMulation:NORMal1:PHASe:STOP[:IMMediate]○○[:SOURce]:SIMulation:NORMal1:CODE○○[:SOURce]:SIMulation:NORMal1:TRIGger[:STATe]○○[:SOURce]:SIMulation:TRANsition1:TIME○○[:SOURce]:SIMulation:TRANsition1:CODE○○[:SOURce]:SIMulation:TRANsition1:TRIGger[:STAT
e]

○

○

移行１（Trans1）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）
実行 時間 の設 定
／取得
同期 出力 の設 定
／取得
ト リ ガ 出 力 （ G2 ）の設定／取得異常状態（Abnormal）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）
実行 時間 の設 定
／取得
出力 電圧 の設 定
／取得
周 波数 の設 定／
取得
開始 位相 指 定の
有 効／無 効の設定／取得
開始位相の設定
終了 位相 指 定の
有 効／無 効の設定／取得
終了 位相 の設 定
／取得
同期 出力 の設 定
／取得
ト リ ガ 出 力 （ G3 ）の設定／取得DP シリーズ[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:TIME○○[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:VOLTage○○[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:FREQuency○○[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:PHASe:STARt:EN
ABle

○

○

[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:PHASe:STARt[:IMMediate][:SOURce]:SIMulation:ABNormal:PHASe:STOP:EN
ABle

○

○

○

○

[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:PHASe:STOP[:IMMediate]○○[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:CODE○○[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:TRIGger[:STATe]

○

○

72

取扱説明書(リモート制御)

4.1 プログラムコマンド一覧
移行 2（Trans2）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）
実行 時間 の設 定 [:SOURce]:SIMulation:TRANsition2:TIME／取得
同期 出力 の設 定 [:SOURce]:SIMulation:TRANsition2:CODE／取得
ト リ ガ 出 力 （ G4 ） [:SOURce]:SIMulation:TRANsition2:TRIGger[:STATe]の設定／取得定常 2（Normal2）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）
実行 時間 の設 定 [:SOURce]:SIMulation:NORMal2:TIME／取得
開始 位相 指 定の [:SOURce]:SIMulation:NORMal2:PHASe:STARt:EN
有 効／無 効の設 ABle
定／取得
開始 位相 の設 定
／取得
終了 位相 指 定の
有 効／無 効の設定／取得
終了 位相 の設 定
／取得
同期 出力 の設 定
／取得
ト リ ガ 出 力 （ G5 ）の設定／取得

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

[:SOURce]:SIMulation:NORMal2:PHASe:STARt[:IMMediate]○○[:SOURce]:SIMulation:NORMal2:PHASe:STOP:EN
ABle

○

○

[:SOURce]:SIMulation:NORMal2:PHASe:STOP[:IMMediate]○○[:SOURce]:SIMulation:NORMal2:CODE○○[:SOURce]:SIMulation:NORMal2:TRIGger[:STATe]○○:TRACe|DATA:SIMulation:CLEar○－:TRACe|DATA:SIMulation:NAME○○:TRACe|DATA:SIMulation:RECall○－:TRACe|DATA:SIMulation:STORe○－

電源変動試験の初期化／読出し／保存（エディットモード時に有効）
電源変動試験データの初期化
電源変動試験データ名の設定／取得
電源変動試験データの読出し電源変動試験データの保存

DP シリーズ

73

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

個別プログラムコマンド説明

4.2

4.2.1 機能共通コマンド
4.2.1.1

共通コマンド（IEEE488.2）:機器の ID の取得

*IDN?
説明
機器の ID の取得

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<STR>

クエリ例
*IDN?

応答例
NF Corporation,DP060S,1234567,1.00

4.2.1.2

共通コマンド（IEEE488.2）:自己診断結果の取得

*TST?
説明
自己診断結果の取得
DP 電源では自己診断は行わず常に 0 を返す

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<INT>

クエリ例
*TST?

応答例
0

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

74

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.3

共通コマンド（IEEE488.2）:イベント・レジスタ及びエラー・キューのクリア*CLS
説明
イベント・レジスタ及びエラー・キューのクリア
イベント・レジスタについては，2.2.2，2.2.4.1，2.2.5.3，2.2.6.3，2.2.7.3を参照

設定パラメタ
なし

設定例
*CLS

4.2.1.4

共通コマンド（IEEE488.2）:スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レ

ジスタの設定／取得*ESE
説明
スタンダード･イベント･ステータス･イネーブル･レジスタの設定／取得
スタンダード･イベント･ステータス･イネーブル･レジスタについては，2.2.4.2を参照

設定パラメタ<value> ::= <INT><INT> → レジスタ設定値：0～255

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<INT>

設定例
*ESE 8

クエリ例
*ESE?

応答例
8

DP シリーズ

75

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.5

共通コマンド（IEEE488.2）:スタンダード･イベント・ステータス・レジスタの取得

*ESR?
説明
スタンダード･イベント･ステータス･レジスタの取得
スタンダード･イベント･ステータス･レジスタについては，2.2.4.1を参照

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<INT>

クエリ例
*ESR?

応答例
8

4.2.1.6

共通コマンド（IEEE488.2）:サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタの設定／

取得
*SRE
説明
サービス･リクエスト･イネーブル･レジスタの設定／取得
サービス･リクエスト･イネーブル･レジスタについては，2.2.3を参照

設定パラメタ<value> ::= <INT><INT> → レジスタ設定値：0～255

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<INT>

設定例
*SRE 8

クエリ例
*SRE?

応答例
8

DP シリーズ

76

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.7

共通コマンド（IEEE488.2）:ステータス・バイト・レジスタの取得

*STB?
説明
ステータス･バイト･レジスタの取得
ステータス･バイト･レジスタについては，2.2.2を参照

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<INT>

クエリ例
*STB?

応答例
8

DP シリーズ

77

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.8

共通コマンド（IEEE488.2）:オーバーラップコマンドの同期待合せ*WAI
説明
前の全コマンドの終了待ち
オーバーラップコマンドは，コマンドの実行完了を待つことなく制御が返される。
このコマンドは，本体で受付，処理中のすべてのコマンド（オーバーラップコマンド以外も含む）の実行が完了されるまで，制御を返さない。

設定パラメタ
なし

設定例
*WAI

備考
以下のコマンドがオーバラップコマンド:OUTPut[:STATe][:SOURce]:VOLTage:RANGe:MEASure:CO2:TOTal:CLEar:SYSTem:WRELease:TRACe|DATA:CSINe:STORe:TRACe|DATA:SEQuence:CLEar:TRACe|DATA:SEQuence:NAME:TRACe|DATA:SEQuence:RECall:TRACe|DATA:SEQuence:STORe:TRACe|DATA:SIMulation:CLEar:TRACe|DATA:SIMulation:NAME:TRACe|DATA:SIMulation:RECall:TRACe|DATA:SIMulation:STORe:TRACe|DATA:WAVe:CLEar:TRACe|DATA:WAVe[:DATA]:TRACe|DATA:WAVe:NAME
*RCL
*SAV

DP シリーズ

78

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.9

共通コマンド（IEEE488.2）:オペレーション完了時の OPC ビット設定*OPC
説明
前の全コマンド終了時に OPC ビットを 1 に設定
OPC ビットについては，2.2.4.1を参照

設定パラメタ
なし

設定例
*OPC

4.2.1.10 共通コマンド（IEEE488.2）:オペレーション完了状態の取得*OPC?
説明前の全コマンド終了時に出力バッファに 1 を設定

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<INT>

クエリ例
*OPC?

応答例
1

DP シリーズ

79

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.11 システムロック・コンディション・レジスタの操作: システムロック・コンディショ
ン・レジスタの取得:STATus:LOCK:CONDition?
説明システムロック･コンディション･レジスタの取得
システムロック･コンディション･レジスタについては，2.2.7.1を参照

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<INT>

クエリ例
STAT:LOCK:COND?

応答例
1

4.2.1.12 システムロック・コンディション・レジスタの操作: システムロック・イベント・イ
ネーブル・レジスタの設定／取得:STATus:LOCK:ENABLe
説明
システムロック･イベント･イネーブル･レジスタの設定／取得
システムロック･イベント･イネーブル･レジスタについては，2.2.7.4を参照
設定パラメタ<value> ::= <INT><INT> → レジスタ設定値：0～65535
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<INT>

設定例
STAT:LOCK:ENAB 1

クエリ例
STAT:LOCK:ENAB?

応答例
1

DP シリーズ

80

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.13 システムロック・コンディション・レジスタの操作: システムロック・イベント・レ
ジスタの取得:STATus:LOCK[:EVENt]?
説明
システムロック･イベント･レジスタの取得
システムロック･イベント･レジスタについては，2.2.7.3を参照
クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<INT>
クエリ例
STAT:LOCK?

応答例
16384

4.2.1.14 システムロック・コンディション・レジスタの操作: システムロック・トランジショ
ン・フィルタ（負）の設定／取得:STATus:LOCK:NTRansition
説明
システムロック･トランジション･フィルタ（負）の設定／取得
システムロック･トランジション･フィルタについては，2.2.7.2を参照
設定パラメタ<value> ::= <INT><INT> → レジスタ設定値：0～65535
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<INT>

設定例
STAT:LOCK:NTR 16384

クエリ例
STAT:LOCK:NTR?

応答例
16384

DP シリーズ

81

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.15 システムロック・コンディション・レジスタの操作: システムロック・トランジショ
ン・フィルタ（正）の設定／取得:STATus:LOCK:PTRansition
説明
システムロック･トランジション･フィルタ（正）の設定／取得
システムロック･トランジション･フィルタについては，2.2.7.2を参照
設定パラメタ<value> ::= <INT><INT> → レジスタ設定値：0～65535
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<INT>

設定例
STAT:LOCK:PTR 16384

クエリ例
STAT:LOCK:PTR?

応答例
16384

4.2.1.16 オペレーション・コンディション・レジスタの操作:オペレーション・コンディション・
レジスタの取得:STATus:OPERation:CONDition?
説明
オペレーション･コンディション･レジスタの取得
オペレーション･コンディション･レジスタについては，2.2.5.1を参照

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<INT>

クエリ例
STAT:OPER:COND?

応答例
16384

DP シリーズ

82

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.17 オペレーション・コンディション・レジスタの操作:オペレーション・イベント・イネ
ーブル・レジスタの設定／取得:STATus:OPERation:ENABle
説明
オペレーション･イベント･イネーブル･レジスタの設定／取得
オペレーション･イベント･イネーブル･レジスタについては，2.2.5.4を参照

設定パラメタ<value> ::= <INT><INT> → レジスタ設定値：0～65535

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<INT>

設定例
STAT:OPER:ENAB 16384

クエリ例
STAT:OPER:ENAB?

応答例
16384

4.2.1.18 オペレーション・コンディション・レジスタの操作:オペレーション・イベント・レジ
スタの取得:STATus:OPERation[:EVENt]?
説明
オペレーション･イベント･レジスタの取得
オペレーション･イベント･レジスタについては，2.2.5.3を参照

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<INT>

クエリ例
STAT:OPER?

応答例
16384

DP シリーズ

83

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.19 オペレーション・コンディション・レジスタの操作:オペレーション・トランジション・
フィルタ（負）の設定／取得:STATus:OPERation:NTRansition
説明
オペレーション･トランジション･フィルタ（負）の設定／取得
オペレーション･トランジション･フィルタについては，2.2.5.2を参照

設定パラメタ<value> ::= <INT><INT> → レジスタ設定値：0～65535

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<INT>

設定例
STAT:OPER:NTR 16384

クエリ例
STAT:OPER:NTR?

応答例
16384

DP シリーズ

84

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.20 オペレーション・コンディション・レジスタの操作:オペレーション・トランジション・
フィルタ（正）の設定／取得:STATus:OPERation:PTRansition
説明
オペレーション･トランジション･フィルタ（正）の設定／取得
オペレーション･トランジション･フィルタについては，2.2.5.2を参照

設定パラメタ<value> ::= <INT><INT> → レジスタ設定値：0～65535

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<INT>

設定例
STAT:OPER:PTR 16384

クエリ例
STAT:OPER:PTR?

応答例
16384

4.2.1.21 エラーメッセージの取得:エラーメッセージの取得:SYSTem:ERRor?
説明
エラー・キュー出力の取得
エラーID，エラーメッセージの順に返答

クエリ・パラメタなし

応答形式<INT>,<STR>

クエリ例
SYST:ERR?

応答例
0,"No error"

DP シリーズ

85

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.22 ワーニング・コンディション・レジスタの操作:ワーニング･コンディション･レジスタの取得:STATus:WARNing:CONDition?
説明
ワーニング･コンディション･レジスタの取得
ワーニング･コンディション･レジスタについては，2.2.6.1を参照

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<INT>

クエリ例
STAT:WARN:COND?

応答例
16384

4.2.1.23 ワーニング・コンディション・レジスタの操作:ワーニング・イベント・イネーブル･
レジスタの設定／取得:STATus:WARNing:ENABle
説明
ワーニング･イベント･イネーブル･レジスタの設定／取得
ワーニング･イベント･イネーブル･レジスタについては，2.2.6.4を参照

設定パラメタ<value> ::= <INT><INT> → レジスタ設定値：0～65535

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<INT>

設定例
STAT:WARN:ENAB 16384

クエリ例
STAT:WARN:ENAB?

応答例
16384

DP シリーズ

86

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.24 ワーニング・コンディション・レジスタの操作:ワーニング･イベント･レジスタの取得:STATus:WARNing[:EVENt]?
説明
ワーニング･イベント･レジスタの取得
ワーニング･イベント･レジスタについては，2.2.6.3を参照

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<INT>

クエリ例
STAT:WARN?

応答例
16384

4.2.1.25 ワーニング・コンディション・レジスタの操作:ワーニング・トランジション・フィル
タ（負）の設定／取得:STATus:WARNing:NTRansition
説明
ワーニング･トランジション･フィルタ（負）の設定／取得
ワーニング･トランジション･フィルタについては，2.2.6.2を参照

設定パラメタ<value> ::= <INT><INT> → レジスタ設定値：0～65535

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<INT>

設定例
STAT:WARN:NTR 16384

クエリ例
STAT:WARN:NTR?

応答例
16384

DP シリーズ

87

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.26 ワーニング・コンディション・レジスタの操作:ワーニング･トランジション・フィル
タ（正）の設定／取得:STATus:WARNing:PTRansition
説明
ワーニング･トランジション･フィルタ（正）の設定／取得
ワーニング･トランジション･フィルタについては，2.2.6.2を参照

設定パラメタ<value> ::= <INT><INT> → レジスタ設定値：0～65535

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<INT>

設定例
STAT:WARN:PTR 16384

クエリ例
STAT:WARN:PTR?

応答例
16384

4.2.1.27 ワーニング・コンディション・レジスタの操作:ワーニング解除:SYSTem:WRELease
説明
ワーニング解除

設定パラメタなし

設定例
SYST:WREL

備考
システムロック中は設定を無視する。

DP シリーズ

88

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.28 出力制御:出力オン／オフの設定／取得:OUTPut[:STATe]
説明
出力オン／オフの設定／取得

設定パラメタ<state> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効

クエリ・パラメタなし

応答形式<NBOL>

設定例
OUTP ON

クエリ例
OUTP?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

89

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.29 出力制御:電源投入時の出力の設定／取得:OUTPut:PON
説明
電源投入時の出力の設定／取得

設定パラメタ<state> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効

クエリ・パラメタなし

応答形式<NBOL>

設定例
OUTP:PON ON

クエリ例
OUTP:PON?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

90

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.30 出力制御:出力リレー制御の設定／取得:OUTPut:RELay
説明
出力リレー制御の設定／取得

設定パラメタ<state> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効

クエリ・パラメタなし

応答形式<NBOL>

設定例
OUTP:REL ON

クエリ例
OUTP:REL?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

91

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.31 出力制御:トリガ出力極性の設定／取得:TRIGger:POLarity
説明
トリガ出力極性の設定／取得

設定パラメタ<trig slope> ::= <DISC><DISC> ::= POSitive | NEGative
POSitive → 立上がり
NEGative→ 立下がりクエリ・パラメタ
なし

応答形式
なし

設定例
TRIG:POL POSITIVE

クエリ例
TRIG:POL?

応答例
POS

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

92

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.32 出力制御:トリガ出力パルス幅の設定／取得:TRIGger:WIDTh
説明
トリガ出力パルス幅の設定／取得
単位はミリ秒(ms)

設定パラメタ<trig width> | MINimum | MAXimum<trig width> ::= <REAL><REAL> → トリガ出力パルス幅：0.1～10.0，分解能 0.1
MINimum → 0.1
MAXimum → 10.0

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
TRIG:WIDT 0.5

クエリ例
TRIG:WIDT?

応答例
0.5

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

93

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.33 装置構成:相構成の設定／取得:SYSTem:CONFigure:PHASe
説明
相構成の取得相構成の設定（変更機能に対応したマルチ相モデル限定）

設定パラメタ<system phase>::= <INT><INT> → 0：単相，1：単相 3 線，2：三相

クエリ・パラメタなし

設定例
SYST:CONF:PHAS 0

応答形式<INT> → 0：単相，1：単相 3 線，2：三相

クエリ例
SYST:CONF:PHAS?

応答例
0

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
設定に関しては，下記の制約がある。
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
電源機能が連続出力である。
出力設定がオフの状態である。

DP シリーズ

94

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.34 電源機能の設定:電源機能の設定／取得:SYSTem:CONFigure[:MODE]
説明
電源機能の設定／取得

設定パラメタ<system mode> ::= <DISC><DISC> ::= CONTinuous | SEQuence | SIMulation
CONTinuous→ 連続出力SEQuence→ シーケンス

SIMulation→ 電源変動試験

クエリ・パラメタなし

応答形式<DISC>

設定例
SYST:CONF SIMULATION

クエリ例
SYST:CONF?

応答例
SIM

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
出力オン中は設定できない。
シーケンスコントロール状態，電源変動試験コントロール状態では設定できない。

DP シリーズ

95

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.35 パネル表示操作設定:LCD コントラスト調整値の設定／取得:DISPlay:CONTrast
説明LCD コントラスト調整値の設定／取得

設定パラメタ<contrast> | MINimum | MAXimum<contrast> ::= <INT><INT> → LCD コントラスト：0～99
MINimum → 0
MAXimum → 99

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<INT>

設定例
DISP:CONT 55

クエリ例
DISP:CONT?

応答例
55

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

96

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.36 パネル表示操作設定:LCD 表示色の設定／取得:DISPlay[:WINDow]:BACKground:COLor
説明
LCD 表示色の設定／取得

設定パラメタ<background color> ::= <DISC><DISC> ::= BLUE | WHITe
BLUE

→ 青基調

WHITe

→ 白基調

クエリ・パラメタなし

応答形式<DISC>

設定例
DISP:BACK:COL WHIT

クエリ例
DISP:BACK:COL?

応答例
WHIT

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

97

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.37 パネル表示操作設定:キーロックの設定／取得:SYSTem:KLOCk
説明
キーロックの設定／取得

設定パラメタ<state> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効

クエリ・パラメタなし

応答形式<NBOL>

設定例
SYST:KLOC ON

クエリ例
SYST:KLOC?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

98

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.38 パネル表示操作設定:ビープ音の設定／取得:SYSTem:BEEPer:STATe
説明
ビープ音の設定／取得

設定パラメタ<state> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効

クエリ・パラメタなし

応答形式<NBOL>

設定例
SYST:BEEP:STAT ON

クエリ例
SYST:BEEP:STAT?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

99

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.39 パワーユニットの状態取得:積載数の取得:SYSTem:CONFigure:NPU[:STATe]?
説明
積載パワーユニットの取得
L1 相，L2 相，L3 相の積載パワーユニットを取得する。
各相の状況は１ビット毎に以下のように割当てる。
ビット
7
:
4
3
2
1
0

重み
128
:
16
8
4
2
1

内 容
パワーユニット No.8 積載:
パワーユニット No.5 積載
パワーユニット No.4 積載
パワーユニット No.3 積載
パワーユニット No.2 積載
パワーユニット No.1 積載

クエリ・パラメタなし

応答形式<INT>,<INT>,<INT>
相構成に依らず 3 相分の応答を返す。
存在しない相は 0 を返す。

クエリ例
SYST:CONF:NPU?

応答例
7,14,13（L1 相：No.1,2,3 積載，L2 相：No.2,3,4 積載，L3 相 No.1,3,4 積載）

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

100

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.40 パワーユニットの状態取得:通電数の取得:SYSTem:CONFigure:NPU:ENABle?
説明
稼働パワーユニットの取得
L1 相，L2 相，L3 相のパワーユニット通電設定を取得する。
各相の状況は１ビット毎に以下のように割当てる。
ビット
7
:
4
3
2
1
0

重み
128
:
16
8
4
2
1

内 容
パワーユニット No.8 通電:
パワーユニット No.5 通電
パワーユニット No.4 通電
パワーユニット No.3 通電
パワーユニット No.2 通電
パワーユニット No.1 通電

クエリ・パラメタなし

応答形式<INT>,<INT>,<INT>
相構成に依らず 3 相分の応答を返す。
存在しない相は 0 を返す。

クエリ例
SYST:CONF:NPU:ENAB?

応答例
3,0,0 （単相で L1 相：No.1,2 が稼動している）
3,3,0 （単相 3 線で L1 相：No.1,2，L2 相：No.1,2 が稼動している）
3,6,12 （三相で L1 相：No.1,2，L2 相：No.2,3，L3 相 No.3,4 が稼動している）

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

101

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.41 パワーユニットの状態取得:エラー状態の取得:SYSTem:CONFigure:NPU:ERRor?
説明
エラーが発生したパワーユニットの取得
L1 相，L2 相，L3 相のエラーが発生したパワーユニットを取得する。
各相の状況は１ビット毎に以下のように割当てる。
パワーユニットにエラーが発生している場合，そのビットが 1 を返す。
ビット
7
:
4
3
2
1
0

重み
128
:
16
8
4
2
1

内 容
パワーユニット No.8 エラー:
パワーユニット No.5 エラー
パワーユニット No.4 エラー
パワーユニット No.3 エラー
パワーユニット No.2 エラー
パワーユニット No.1 エラー

クエリ・パラメタなし

応答形式<INT>,<INT>,<INT>
相構成に依らず 3 相分の応答を返す。
存在しない相は 0 を返す。

クエリ例
SYST:CONF:NPU:ERR?

応答例
0,1,3（L1 相：エラーなし，L2 相：No.1 エラー，L3 相 No.1,2 エラー）

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

102

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.42 モニタ出力設定:モニタ出力の設定／取得:OUTPut:MONitor:MODE
説明
モニタ出力の設定／取得

設定パラメタ<state> ::= <DISC><DISC> ::= CURRent | VOLTage→ 電流モニタ出力モード

CURRent
VOLTage→ 電圧モニタ出力モード

クエリ・パラメタなし

応答形式<DISC>

設定例
OUTP:MON:MODE CURR

クエリ例
OUTP:MON:MODE?

応答例
CURR

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

103

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.43 モニタ出力設定:出力相指定／取得(相番号):OUTPut:INSTrument:NSELect
説明
モニタ出力相設定（相番号）の指定／取得

設定パラメタ<phase number> | MINimum | MAXimum<phase number> ::= <INT><INT> → 相番号：0～2
0:L1 相｜1:L2 相｜2:L3 相
MINimum → 0
MAXimum → 2

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<INT>

設定例
OUTP:INST:NSEL 1

クエリ例
OUTP:INST:NSEL?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

104

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.1.44 モニタ出力設定:出力相指定／取得(相):OUTPut:INSTrument:SELect
説明
モニタ出力相設定（相）の指定／取得

設定パラメタ<phase name> ::= <DISC><DISC> ::= L1 | L2 | L3
L1

→ L1 相，L2 → L2 相，

L3 → L3 相

クエリ・パラメタなし

応答形式<DISC>

設定例
OUTP:INST:SEL L1

クエリ例
OUTP:INST:SEL?

応答例
L1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

105

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2 連続出力機能コマンド
4.2.2.1

共通コマンド（IEEE488.2）:基本設定の初期化*RST
説明
設定の初期化

設定パラメタ
なし

設定例
*RST

備考
システムロック／ワーニング中はコマンドを無視する。
シーケンスコントロール状態，電源変動試験コントロール状態では実行できない。
出力オン中は実行できない。

4.2.2.2

共通コマンド（IEEE488.2）:基本設定メモリの読出し*RCL
説明
基本設定メモリからの読出し

設定パラメタ<meomory> ::= <INT><INT> →基本設定メモリ番号：0～30

設定例* RCL 8

備考
システムロック／ワーニング中はコマンドを無視する。
シーケンスコントロール状態，電源変動試験コントロール状態では実行できない。
出力オン中は実行できない。

DP シリーズ

106

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.3

共通コマンド（IEEE488.2）:基本設定メモリへの保存*SAV
説明
基本設定メモリへの保存

設定パラメタ<memory> ::= <INT><INT> → 基本設定メモリ番号：1～30

設定例*SAV 8

備考
システムロック／ワーニング中はコマンドを無視する。
シーケンスコントロール状態，電源変動試験コントロール状態では実行できない。
出力オン中は実行できない。

4.2.2.4

パネル表示設定:ノーマル／シンプル表示モードの設定／取得:DISPlay[:WINDow]:DESign:MODE
説明
ノーマル表示/シンプル表示モードの設定／取得

設定パラメタ<design mode> ::= <DISC><DISC> ::= NORMal | SIMPle
NORMal → ノーマル表示
SIMPle→ シンプル表示

クエリ・パラメタなし

応答形式<DISC>

設定例
DISP:DES:MODE NORM

クエリ例
DISP:DES:MODE?

応答例
NORM

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

107

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.5

パネル表示設定:シンプル表示時の表示項目の設定／取得:DISPlay[:WINDow]:DESign:SIMPle:ITEM
説明
シンプル表示時の表示項目の設定／取得

設定パラメタ{<no> | MINimum | MAXimum},<item><no> ::= <INT><INT> ::= Item 番号：1～3
MINimum → 1
MAXimum → 3<item> ::= <DISC><DISC> ::= V | I | VAVE | IAVE | VMAX | VMIN | IMAX | IMIN | IPKH |F | P | S | Q | PF | CFV

→ 電圧実効値(計測表示選択が RMS 時に設定可)I→ 電流実効値(計測表示選択が RMS 時に設定可)

VAVE→ 電圧平均値(計測表示選択が AVG 時に設定可)(多相時は設定不可)

IAVE→ 電流平均値(計測表示選択が AVG 時に設定可)(多相時は設定不可)

VMAX→ 電圧最大ピーク値(計測表示選択が PEAK 時に設定可)

VMIN→ 電圧最小ピーク値(計測表示選択が PEAK 時に設定可)

IMAX→ 電流最大ピーク値(計測表示選択が PEAK 時に設定可)

IMIN→ 電流最小ピーク値(計測表示選択が PEAK 時に設定可)

IPKH→ 出力電流ピークホールド値F→ 交流周波数(SYNC モード時に設定可)

P→ 有効電力S→ 皮相電力(AC，ACDC モード時に設定可)Q→ 無効電力(AC，ACDC モード時に設定可)

PF→ 負荷力率(AC，ACDC モード時に設定可)CF→ 負荷クレストファクタ(AC，ACDC モード時に設定可)

クエリ・パラメタ<no> | MINimum | MAXimum<no> ::= <INT><INT> ::= Item 番号：1～3
DP シリーズ

108

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明
MINimum → 1
MAXimum → 3

応答形式<DISC>

設定例
DISP:DES:SIMP:ITEM 1,V

クエリ例
DISP:DES:MODE? 1

応答例
V

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

109

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.6

パネル表示設定:計測表示相(相番号)の設定／取得:DISPlay[:WINDow]:INSTrument:NSELect
説明
計測表示相設定(相番号)の設定／取得
LCD に表示される計測表示相を切り換える

設定パラメタ<phase number> | MINimum | MAXimum<phase number> ::= <INT><INT> → 相番号：0～5
0:L1 相｜1:L2 相｜2:L3 相｜
3:L1-L2 線間｜4:L2-L3 線間｜5:L3-L1 線間
MINimum → 0
MAXimum → 5

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<INT>

設定例
DISP:INST:NSEL 1

クエリ例
DISP:INST:NSEL?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
単相では，0 のみ設定可能。
単相 3 線では，0,1,3 が設定可能。

DP シリーズ

110

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.7

パネル表示設定:計測表示相(相)の設定／取得:DISPlay[:WINDow]:INSTrument:SELect
説明
計測表示相設定(相)の設定／取得
LCD に表示される計測相を切り換える

設定パラメタ<phase name> ::= <DISC><DISC> ::= L1 | L2 | L3 | L12 | L23 | L31
L1→ L1 相L2→ L2 相L3→ L3 相L12→ L1-L2 線間

L23→ L2-L3 線間

L31→ L3-L1 線間

クエリクエリ・パラメタなし

応答形式<DISC>

設定例
DISP:INST:SEL L1

クエリ例
DISP:INST:SEL?

応答例
L1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
単相では，L1 のみ設定可能。
単相 3 線では，L1,L2,L12 が設定可能。

DP シリーズ

111

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.8

パネル表示設定:計測表示選択の設定／取得:DISPlay[:WINDow]:MEASure:MODE
説明
計測表示選択の設定／取得
連続出力，シーケンス制御，電源変動試験制御中に表示される計測相を設定する。
設定パラメタ<disp meas mode> ::= <DISC><DISC> ::= RMS | AVG | PEAK | HC1 | HC2 | HC3 | HC4
RMS → 実効値
AVG → 平均値
PEAK → ピーク値
HC1 → 高調波電流 1
HC2 → 高調波電流 2HC3 → 高調波電流 3
HC4 → 高調波電流 4
クエリ・パラメタなし
応答形式<DISC>

設定例
DISP:MEAS:MODE RMS

クエリ例
DISP:MEAS:MODE?

応答例
RMS

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
連続出力のときに設定可能。

DP シリーズ

112

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.9出力設定(相共通設定項目):出力レンジの設定／取得[:SOURce]:VOLTage:RANGe
説明
出力レンジの設定／取得

設定パラメタ<volt range> ::= <DISC><DISC> ::= R100V | R200V
R100V→ 100V レンジ

R200V→ 200V レンジ

クエリ・パラメタなし

応答形式<DISC>

設定例
VOLT:RANG R100V

クエリ例
VOLT:RANG?

応答例
R100V

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
シーケンスコントロール状態，電源変動試験コントロールでは設定できない。
出力オン中は設定できない。

DP シリーズ

113

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.10 出力設定(相共通設定項目):動作モードの設定／取得[:SOURce]:MODE
説明
動作モードの設定／取得

設定パラメタ<mode> ::= <DISC><DISC> ::= AC_INT | AC_VCA | AC_SYNC | AC_EXT | AC_ADD |DC_INT | DC_VCA | DC_EXT | AC_ADD |ACDC_INT | ACDC_SYNC | ACDC_EXT | ACDC_ADD
AC_INT→ AC-INT モード

AC_VCA→ AC-VCA モード

AC_SYNC→ AC-SYNC モード

AC_EXT→ AC-EXT モード

AC_ADD→ AC-ADD モード

DC_INT→ DC-INT モード

DC_VCA→ DC-VCA モード

ACDC_INT→ ACDC-INT モード

ACDC_SYNC→ ACDC-SYNC モード

ACDC_EXT→ ACDC-EXT モード

ACDC_ADD→ ACDC-ADD モード

各システムにおける動作モードの設定可否は以下の通りである。
AC/DC
モード
AC

DC

ACDC

信号源

単相

単相３線

三相

多相接続

INT
VCA
SYNC
EXT
ADD
INT
VCA
SYNC
EXT
ADD
INT
VCA
SYNC
EXT
ADD

○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
○
×
○
○
○

○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
○
×
○
×
×

○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
○
×
○
×
×

○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
○
×
○
×
×

○：設定可能，×設定不可

クエリ・パラメタなし

応答形式<DISC>DP シリーズ

114

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明
設定例
MODE ACDC_INT

クエリ例
MODE?

応答例
ACDC_INT

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源機能がシーケンス機能の場合は，選択できる信号源は INT のみ。
電源機能が電源変動試験機能の場合は，選択できる動作モードは ACDC-INT モードのみ。

4.2.2.11 出力設定(相共通設定項目):出力周波数の設定／取得[:SOURce]:FREQuency[:IMMediate]説明
出力周波数の設定／取得

設定パラメタ<frequency> | MINimum | MAXimum<frequency> ::= <REAL><REAL> → 周波数：40.00(AC-INT)/1.00(AC-INT 以外)～550.00，分解能 0.01
MINimum → 40.00(AC-INT)/1.00(AC-INT 以外)
MAXimum → 550.00

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
FREQ 50

クエリ例
FREQ?

応答例
50.00

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
シーケンス，電源変動試験では設定できない。
AC-INT，AC-VCA，AC-ADD，ACDC-INT，ACDC-ADD モード以外では設定できない。
DP シリーズ

115

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.12 出力設定(相共通設定項目):出力 ON 位相の設定／取得[:SOURce]:PHASe:STARt[:IMMediate]説明
出力 ON 時位相の設定／取得

設定パラメタ<phase> | MINimum | MAXimum<phase> ::= <REAL><REAL> → 位相：0.0～359.9，分解能 0.1
MINimum → 0.0
MAXimum → 359.9

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
PHAS:STAR 90

クエリ例
PHAS:STAR?

応答例
90.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
シーケンス，電源変動試験では設定できない。
AC-EXT，ACDC-EXT，DC-INT，DC-VCA モードでは設定できない。

DP シリーズ

116

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.13 出力設定(相共通設定項目):出力 OFF 位相指定の有効／無効の設定／取得[:SOURce]:PHASe:STOP:ENABle
説明
出力 OFF 時位相有効／無効の設定／取得

設定パラメタ<state> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効

クエリ・パラメタなし

応答形式<NBOL>

設定例
PHAS:STOP:ENAB ON

クエリ例
PHAS:STOP:ENAB?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
シーケンス，電源変動試験では設定できない。
AC-EXT，ACDC-EXT，DC-INT，DC-VCA モードでは設定できない。

DP シリーズ

117

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.14 出力設定(相共通設定項目):出力 OFF 位相の設定／取得[:SOURce]:PHASe:STOP[:IMMediate]説明
出力 OFF 時位相の設定／取得

設定パラメタ<phase> | MINimum | MAXimum<phase> ::= <REAL><REAL> → 位相：0.0～359.9，分解能 0.1
MINimum → 0.0
MAXimum → 359.9

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
PHAS:STOP 90

クエリ例
PHAS:STOP?

応答例
90.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
シーケンス，電源変動試験では設定できない。
AC-EXT，ACDC-EXT，DC-INT，DC-VCA モードでは設定できない。

DP シリーズ

118

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.15 出力設定(相共通設定項目):平衡／不平衡モードの設定／取得[:SOURce]:PHASe:MODE
説明
平衡モードの設定／取得
設定パラメタ<mode> ::= <DISC>
BALance→

平衡モード

UNBalance→

不平衡モードクエリ・パラメタなし
応答形式<DISC>

設定例
PHAS:MODE BAL

クエリ例
PHAS:MODE?

応答例
BAL

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
単相では設定できない。

DP シリーズ

119

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.16 出力設定(相共通設定項目):リモートセンシング機能の設定／取得:MEASure:CONFigure:SENSing
説明
リモートセンシングの設定／取得

設定パラメタ<state> ::= <INT><INT> → 0：無効，1：有効，2：電圧フィードバック

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<INT>

設定例
MEAS:CONF:SENS 1

クエリ例
MEAS:CONF:SENS?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
AC-INT，AC-VCA，AC-SYNC，DC-INT 及び DC-VCA モードで，AC モードでは波形が正弦波のときのみオンにできる。
シーケンス機能及び電源変動試験機能を選択した場合は，リモートセンシングは強制的にオフされる。
電源機能がシーケンス機能の場合は，波形が正弦波で，交流電圧または直流電圧の一方が 0V 設定の時にオンできる。
電源機能が電源変動試験機能のときは，リモートセンシング機能をオンに設定できない。
電圧フィードバックの設定は，対応モデル以外ではエラー。

DP シリーズ

120

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.17 出力設定(相指定可能項目):設定相(相番号)の設定／取得:INSTrument:NSELect
説明
設定相(相番号)の設定／取得
SOURce サブシステム・コマンドで設定／取得する相を指定する。
ただし，SOURce:SEQuence サブシステムの相指定には影響しない。

設定パラメタ<phase number> | MINimum | MAXimum<phase number> ::= <INT><INT> → 相番号：0～4
0:全相一括｜1:L1 相｜2:L2 相｜3:L3 相｜4:線間
MINimum → 0
MAXimum → 4

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<INT>

設定例
INST:NSEL 1

クエリ例
INST:NSEL?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
単相では，0,1 のみ設定可能。
単相 3 線では，0,1,2,4 が設定可能。

DP シリーズ

121

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.18 出力設定(相指定可能項目):設定相(相)の設定／取得:INSTrument:SELect
説明
設定相(相)の設定／取得
SOURce サブシステム・コマンドで設定／取得する相を指定する。
ただし，SOURce:SEQuence サブシステムの相指定には影響しない。

設定パラメタ<phase name> ::= <DISC><DISC> ::= ALL | L1 | L2 | L3 | LINE
ALL → 全相一括
L1

→ L1 相，L2 → L2 相，

L3 → L3 相LINE→ 線間

クエリ・パラメタなし

応答形式<DISC>

設定例
INST:SEL L1

クエリ例
INST:SEL?

応答例
L1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
単相では，ALL,L1 のみ設定可能。
単相 3 線では，ALL,L1,L2,LINE が設定可能。

DP シリーズ

122

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.19 出力設定(相指定可能項目):交流出力電圧の設定／取得[:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]
説明
交流出力電圧の設定／取得

設定パラメタ<volt> | MINimum | MAXimum<volt> ::= <REAL><REAL> →交流出力電圧
MINimum → 最小値
MAXimum → 最大値
設定値の範囲，最大値，最小値及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
VOLT 100

クエリ例
VOLT?

応答例
100.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
シーケンス，電源変動試験では設定できない。

DP シリーズ

123

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.20 出力設定(相指定可能項目):直流出力電圧の設定／取得[:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet
説明
直流出力電圧の設定／取得

設定パラメタ<volt offs> | MINimum | MAXimum<volt offs> ::= <REAL><REAL> → 直流出力電圧
MINimum → 最小値
MAXimum → 最大値
設定値の範囲，最大値，最小値及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
VOLT:OFFS 10

クエリ例
VOLT:OFFS?

応答例
10.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
ワシステムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
シーケンス，電源変動試験では設定できない。

DP シリーズ

124

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.21 出力設定(相指定可能項目):出力波形の設定／取得[:SOURce]:FUNCtion[:SHAPe][:IMMediate]説明
出力波形の設定／取得

設定パラメタ<func shap> ::= <DISC><DISC> ::= SIN | ARB1 | ARB2 | ARB3 | ARB4 | ARB5 | ARB6 | ARB7 | ARB8 |ARB9 | ARB10 | ARB11 | ARB12 | ARB13 | ARB14 | ARB15 |ARB16 | CLP1 | CLP2 | CLP3
SIN

→ 正弦波

ARB1

→ 任意波 1：

ARB16

→ 任意波 16

CLP1

→ クリップ正弦波 1

CLP2→ クリップ正弦波 2

CLP3→ クリップ正弦波 3

クエリ・パラメタなし

応答形式<DISC>

設定例
FUNC SIN

クエリ例
FUNC?

応答例
SIN

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
シーケンス，電源変動試験では設定できない。

DP シリーズ

125

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.22 出力設定(相指定可能項目):多相モデル・多相システム時の位相設定／取得[:SOURce]:PHASe:PHASe
説明
位相角の設定／取得

設定パラメタ<target>,{<phase> | MINimum | MAXimum}<target> ::= <DISC>
L12→

L1-L2 間位相角

L13→

L1-L3 間位相角

<phase> ::= <REAL><REAL> → 位相角：デフォルト値±35.0，分解能 0.1（多相モデル）
0.0～359.9，分解能 0.1（多相システム）
単相 3 線の場合
L12 デフォルト値：180.0deg
三相の場合
L12 デフォルト値：120.0deg，L13 デフォルト値：240.0deg
MINimum → 最小値
MAXimum → 最大値

クエリ・パラメタ<target> [, MINimum | MAXimum]<target> ::= <DISC>
L12→

L1-L2 間位相角

L13→

L1-L3 間位相角

MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
PHAS:PHAS L12,125

クエリ例
PHAS:PHAS? L12

応答例
125.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
単相では設定できない。
単相 3 線では L1-L3 間位相角の設定はできない。

DP シリーズ

126

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.23 出力設定(相指定可能項目):DC オフセット電圧調整値(AC モード)の設定／取得[:SOURce]:VOLTage:ADJust:OFFSet:AC
説明
AC モードにおける DC オフセット電圧調整[mV]の設定／取得

設定パラメタ<adjust voltage> | MINimum | MAXimum<adjust voltage> ::= <REAL><REAL> → 電圧調整値：-50.0～50.0，分解能 0.1
MINimum → -50.0
MAXimum → 50.0

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
VOLT:ADJ:OFFS:AC 10

クエリ例
VOLT:ADJ:OFFS:AC?

応答例
10.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

127

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.24 出力設定(相指定可能項目):DC オフセット電圧調整値(ACDC,DC モード)の設定／取得[:SOURce]:VOLTage:ADJust:OFFSet:DC
説明
ACDC,DC モードにおける DC オフセット電圧調整[mV]の設定／取得

設定パラメタ<adjust voltage> | MINimum | MAXimum<adjust voltage> ::= <INT><INT> → 電圧調整値：-250～250，分解能 1
MINimum → -250
MAXimum → 250

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<INT>

設定例
VOLT:ADJ:OFFS:DC 10

クエリ例
VOLT:ADJ:OFFS:DC?

応答例
10

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

128

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.25 出力電圧制限の設定:電圧制限(実効値)の設定／取得[:SOURce]:VOLTage:LIMit:RMS
説明
実効電圧設定範囲制限(実効値)の設定／取得

設定パラメタ<volt lim low> | MINimum | MAXimum<volt lim low> ::= <REAL><REAL> → 電圧上限値
MINimum → 最小値
MAXimum → 最大値
設定値の範囲，最大値，最小値及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
VOLT:LIM:RMS 100

クエリ例
VOLT:LIM:RMS?

応答例
100.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
シーケンス，電源変動試験では設定できない。

DP シリーズ

129

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.26 出力電圧制限の設定:電圧制限(ピーク値<最大>)の設定／取得[:SOURce]:VOLTage:LIMit:HIGH
説明
電圧設定範囲制限(ピーク値<最大>)の設定／取得

設定パラメタ<volt lim high> | MINimum | MAXimum<volt lim high> ::= <REAL><REAL> → 出力電圧上限
MINimum → 最小値
MAXimum → 最大値
設定値の範囲，最大値，最小値及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
VOLT:LIM:HIGH 200

クエリ例
VOLT:LIM:HIGH?

応答例
200.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
シーケンス，電源変動試験では設定できない。

DP シリーズ

130

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.27 出力電圧制限の設定:電圧制限(ピーク値<最小>)の設定／取得[:SOURce]:VOLTage:LIMit:LOW
説明
電圧設定範囲制限(ピーク値<最小>)の設定／取得

設定パラメタ<volt lim low> | MINimum | MAXimum<volt lim low> ::= <REAL> → 出力電圧下限
MINimum → 最小値
MAXimum → 最大値
設定値の範囲，最大値，最小値及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
VOLT:LIM:LOW -200

クエリ例
VOLT:LIM:LOW?

応答例-200.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
シーケンス，電源変動試験では設定できない。

DP シリーズ

131

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.28 電流リミッタ:電流リミッタ(実効値)の設定／取得[:SOURce]:CURRent:LIMit:RMS[:AMPLitude]
説明
電流実効値[Arms]リミッタの設定／取得

設定パラメタ<cur lim rms> | MINimum | MAXimum<cur lim rms > ::= <REAL><REAL> →出力電流実効値
MINimum → 最小値
MAXimum → 最大値
設定値の範囲，最大値，最小値及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
CURR:LIM:RMS 5

クエリ例
CURR:LIM:RMS?

応答例
5.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

132

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.29 電流リミッタ:電流リミッタ(実効値)動作後出力オフの設定／取得[:SOURce]:CURRent:LIMit:RMS:MODE
説明
電流実効値リミッタ動作後，出力 OFF の設定／取得

設定パラメタ<cur lim mode> ::= <DISC><DISC> ::= CONTinuous | OFF
CONTinuous→ 連続動作，出力 OFF 無効

OFF→ 出力 OFF 有効

クエリ・パラメタなし

応答形式<DISC>

設定例
CURR:LIM:RMS:MODE OFF

クエリ例
CURR:LIM:RMS:MODE?

応答例
OFF

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

133

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.30 電流リミッタ:電流リミッタ(実効値)動作後出力オフまでの時間の設定／取得[:SOURce]:CURRent:LIMit:RMS:TIME
説明
電流実効値リミッタ動作後，出力オフまでの時間[s]の設定／取得

設定パラメタ<cur lim time> | MINimum | MAXimum<cur lim time> ::= <INT><INT> → リミッタ時間：1～10
MINimum → 1
MAXimum → 10

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<INT>

設定例
CURR:LIM:RMS:TIME 5

クエリ例
CURR:LIM:RMS:TIME?

応答例
5

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

134

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.31 電流リミッタ:電流リミッタ(ピーク値<最大>)の設定／取得[:SOURce]:CURRent:LIMit:PEAK:HIGH
説明
電流ピーク値リミッタ(正)[A]の設定／取得

設定パラメタ<cur lim peak high> | MINimum | MAXimum<cur lim peak high> ::= <REAL><REAL> → 電流ピーク値リミッタ(正)設定値
MINimum → 最小値
MAXimum → 最大値
設定値の範囲，最大値，最小値及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
CURR:LIM:PEAK:HIGH 10

クエリ例
CURR:LIM:PEAK:HIGH?

応答例
10.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

135

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.32 電流リミッタ:電流リミッタ(ピーク値<最小>)の設定／取得[:SOURce]:CURRent:LIMit:PEAK:LOW
説明
電流ピーク値リミッタ(負)[A]の設定／取得

設定パラメタ<cur lim peak low> | MINimum | MAXimum<cur lim peak low> ::= <REAL><REAL> → 電流ピーク値リミッタ(負)設定値
MINimum → 最小値
MAXimum → 最大値
設定値の範囲，最大値，最小値及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
CURR:LIM:PEAK:LOW -10

クエリ例
CURR:LIM:PEAK:LOW?

応答例
-10.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

136

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.33 電流リミッタ:電流リミッタ(ピーク値)動作後出力オフの設定／取得[:SOURce]:CURRent:LIMit:PEAK:MODE
説明
電流ピーク値リミッタ動作後，出力オフの設定／取得

設定パラメタ<cur lim mode> ::= <DISC><DISC> ::= CONTinuous | OFF
CONTinuous→ 連続動作，出力 OFF 無効

OFF→ 出力 OFF 有効

クエリ・パラメタなし

応答形式<DISC>

設定例
CURR:LIM:PEAK:MODE OFF

クエリ例
CURR:LIM:PEAK:MODE?

応答例
OFF

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

137

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.34 電流リミッタ:電流リミッタ(ピーク値)動作後出力オフまでの時間の設定／取得[:SOURce]:CURRent:LIMit:PEAK:TIME
説明
電流ピーク値リミッタ動作後，出力オフまでの時間[s]の設定／取得

設定パラメタ<cur lim time> | MINimum | MAXimum<cur lim time> ::= <INT><INT> → リミッタ時間：1～10
MINimum → 1
MAXimum → 10

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<INT>

設定例
CURR:LIM:PEAK:TIME 5

クエリ例
CURR:LIM:PEAK:TIME?

応答例
5

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

138

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.35 出力周波数設定範囲制限の設定:周波数制限の上限値設定／取得[:SOURce]:FREQuency:LIMit:HIGH
説明
周波数設定範囲制限上限[Hz]の設定／取得

設定パラメタ<frequency> | MINimum | MAXimum<frequency> ::= <REAL><REAL> → 周波数：40.00(AC-INT)/1.00(AC-INT 以外) ～550.00，分解能 0.01
MINimum → 40.00(AC-INT)/1.00(AC-INT 以外)
MAXimum → 550.00

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
FREQ:LIM:HIGH 60

クエリ例
FREQ:LIM:HIGH?

応答例
60.00

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
シーケンス，電源変動試験では設定できない。
AC-INT，AC-VCA，AC-ADD，ACDC-INT，ACDC-ADD モード以外では設定できない。

DP シリーズ

139

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.36 出力周波数設定範囲制限の設定:周波数制限の下限値設定／取得[:SOURce]:FREQuency:LIMit:LOW
説明
周波数設定範囲制限下限[Hz]の設定／取得

設定パラメタ<frequency> | MINimum | MAXimum<frequency> ::= <REAL><REAL> → 40.00(AC-INT)/1.00(AC-INT 以外) ～550.00，分解能 0.01
MINimum → 40.00(AC-INT)/1.0(AC-INT 以外)
MAXimum → 550.00

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
FREQ:LIM:LOW 40

クエリ例
FREQ:LIM:LOW?

応答例
40.00

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
シーケンス，電源変動試験では設定できない。
AC-INT，AC-VCA，AC-ADD，ACDC-INT，ACDC-ADD モード以外では設定できない。

DP シリーズ

140

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.37 出力計測値の取得:電流ピークホールド値のクリア:MEASure[:SCALar]:CURRent:PEAK:CLEar
説明
電流ピークホールド値のクリア

設定パラメタなし

設定例
MEAS:CURR:PEAK:CLE

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

4.2.2.38 出力計測値の取得:電流ピークホールド値の取得:MEASure[:SCALar]:CURRent:PEAK:HOLD?
説明
電流ピークホールド値[Apk]の取得

クエリ・パラメタなし

応答形式<NR2>→

クエリの応答範囲
クエリの応答範囲及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ例
MEAS:CURR:PEAK:HOLD?

応答例
26.55

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

141

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.39 出力計測値の取得:同期信号源の周波数の取得:MEASure[:SCALar]:FREQuency?
説明
同期信号源周波数[Hz]の取得
計測値が応答範囲を超えた場合は，計測エラーとして 999.9 を返す

クエリ・パラメタなし

応答形式<NR2>→

クエリの応答範囲
クエリの応答範囲及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ例
MEAS:FREQ?

応答例
50.4

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

142

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.40 出力計測値の取得(相指定可能項目):計測問合せ相(相番号)の設定／取得:MEASure:INSTrument:NSELect
説明
計測問合せ相(相番号)の設定／取得
MEASure サブシステムのコマンドで計測値を問合せる相を指定する。
※このコマンドを送信しても LCD に表示される計測値表示相は変わらない。

設定パラメタ<phase number> | MINimum | MAXimum<phase number> ::= <INT><INT> → 相番号：0～5
0:L1 相｜1:L2 相｜2:L3 相｜
3:L1-L2 線間｜4:L2-L3 線間｜5:L3-L1 線間
MINimum → 0
MAXimum → 5

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<INT>

設定例
MEAS:INST:NSEL 1

クエリ例
MEAS:INST:NSEL?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
単相では，0 のみ設定可能。
単相 3 線では，0,1,3 が設定可能。

DP シリーズ

143

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.41 出力計測値の取得(相指定可能項目):計測問合せ相(相)の設定／取得:MEASure:INSTrument:SELect
説明
計測問合せ相(相)の設定／取得
MEASure サブシステムのコマンドで計測値を問合せる相を指定する。
※このコマンドを送信しても LCD に表示される計測値表示相は変わらない。

設定パラメタ<phase name> ::= <DISC><DISC> ::= L1 | L2 | L3 | L12| L23| L31
L1→ L1 相，L12→ L1-L2 線間，L23 → L2-L3 線間，L31 → L3-L1 線間

L2→ L2 相，L3→ L3 相クエリ・パラメタなし

応答形式<DISC>

設定例
MEAS:INST:SEL L1

クエリ例
MEAS:INST:SEL?

応答例
L1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
単相では，L1 のみ設定可能。
単相 3 線では，L1,L2,L12 が設定可能。

DP シリーズ

144

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.42 出力計測値の取得(相指定可能項目):出力電圧(実効値):MEASure[:SCALar]:VOLTage[:RMS]?
説明
出力電圧実効値[Vrms]の取得

クエリ・パラメタなし

応答形式<NR2>→

クエリ応答範囲
クエリの応答範囲及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ例
MEAS:VOLT?

応答例
100.4

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

4.2.2.43 出力計測値の取得(相指定可能項目):出力電圧(平均値):MEASure[:SCALar]:VOLTage:AVErage?
説明
出力電圧平均値[V]の取得

クエリ・パラメタなし

応答形式<NR2>→

クエリ応答範囲
クエリの応答範囲及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ例
MEAS:VOLT:AVE?

応答例
100.0

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
計測問合せ相が L1,L2,L3 の場合のみ問合せ可能。

DP シリーズ

145

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.44 出力計測値の取得(相指定可能項目):出力電圧(ピーク値<最大>):MEASure[:SCALar]:VOLTage:HIGH?
説明
電圧最大値[Vpk]の取得

クエリ・パラメタなし

応答形式<NR2>→

クエリ応答範囲
クエリの応答範囲及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ例
MEAS:VOLT:HIGH?

応答例
141.4

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

4.2.2.45 出力計測値の取得(相指定可能項目):出力電圧(ピーク値<最小>):MEASure[:SCALar]:VOLTage:LOW?
説明
電圧最小値[Vpk]の取得

クエリ・パラメタなし

応答形式<NR2>→

クエリ応答範囲
クエリの応答範囲及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ例
MEAS:VOLT:LOW?

応答例-141.4

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

146

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.46 出力計測値の取得(相指定可能項目):出力電流(実効値):MEASure[:SCALar]:CURRent[:RMS]?
説明
出力電流実効値[Arms]の取得

クエリ・パラメタなし

応答形式<NR2>→

クエリの応答範囲
クエリの応答範囲及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ例
MEAS:CURR?

応答例
12.75

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
計測問合せ相が L1,L2,L3 の場合のみ問合せ可能。

4.2.2.47 出力計測値の取得(相指定可能項目):出力電流(平均値):MEASure[:SCALar]:CURRent:AVErage?
説明
出力電流平均値[A]の取得

クエリ・パラメタなし

応答形式<NR2>→

クエリの応答範囲
クエリの応答範囲及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ例
MEAS:CURR:AVE?

応答例
1.20

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
計測問合せ相が L1,L2,L3 の場合のみ問合せ可能。

DP シリーズ

147

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.48 出力計測値の取得(相指定可能項目):出力電流(ピーク値<最大>):MEASure[:SCALar]:CURRent:HIGH?
説明
出力電流最大ピーク値[Apk]の取得

クエリ・パラメタなし

応答形式<NR2>→

クエリの応答範囲
クエリの応答範囲及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ例
MEAS:CURR:HIGH?

応答例
30.0

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
計測問合せ相が L1,L2,L3 の場合のみ問合せ可能。

4.2.2.49 出力計測値の取得(相指定可能項目):出力電流(ピーク値<最小>):MEASure[:SCALar]:CURRent:LOW?
説明
出力電流最小ピーク値[Apk]の取得

クエリ・パラメタなし

応答形式<NR2>→

クエリの応答範囲
クエリの応答範囲及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ例
MEAS:CURR:LOW?

応答例
-30.0

DP シリーズ

148

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.50 出力計測値の取得(相指定可能項目):高調波計測機能制御の設定／取得:MEASure[:SCALar]:CURRent:HARMonic:ENABle
説明
高調波計測有効・無効の設定／取得
高調波電流を問合せる前に，ON に設定してください。ただし，高調波電流を問合せた
後に OFF に変更する必要はありません。高調波測定ができない条件では，自動的に OFFに設定されます。

設定パラメタ<state> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効
クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL>

設定例
MEAS:CURR:HARM:ENAB ON

クエリ例
MEAS:CURR:HARM:ENAB?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

149

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.51 出力計測値の取得(相指定可能項目):高調波電流値:MEASure[:SCALar]:CURRent:HARMonic[:RMS]?
説明
高調波電流[Arms]の取得

クエリ・パラメタ< page > ::= <INT> | MINimum | MAXimum<INT> → ページ：1～4
1(1～10 次)｜2(11～20 次)｜3(21～30 次)｜4(31～40 次)
MINimum → 1
MAXimum → 4

応答形式<NR2>,<NR2>,<NR2>,<NR2>,<NR2>,<NR2>,<NR2>,<NR2>,<NR2>,<NR2>→

クエリの応答範囲
クエリの応答範囲及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ例
MEAS:CURR:HARM? 1

応答例
2.24,0.02,0.01,0.15,0.06,0.08,0.01,0.01,0.02,0.06

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
計測問合せ相が L1,L2,L3 の場合のみ問合せ可能。

DP シリーズ

150

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.52 出力計測値の取得(相指定可能項目):高調波電流の割合:MEASure[:SCALar]:CURRent:HARMonic:RATio?
説明
高調波電流の割合[%]の取得

クエリ・パラメタ< page > ::= <INT> | MINimum | MAXimum<INT> → ページ：1～4
1(1～10 次)｜2(11～20 次)｜3(21～30 次)｜4(31～40 次)
MINimum → 1
MAXimum → 4

応答形式<NR2>,<NR2>,<NR2>,<NR2>,<NR2>,<NR2>,<NR2>,<NR2>,<NR2>,<NR2>→

クエリの応答範囲
クエリの応答範囲及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ例
MEAS:CURR:HARM:RAT? 1

応答例
100.0,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
計測問合せ相が L1,L2,L3 の場合のみ問合せ可能。

DP シリーズ

151

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.53 出力計測値の取得(相指定可能項目):出力電流クレストファクタ:MEASure[:SCALar]:CURRent:CFACtor?
説明
出力電流クレストファクタの取得

クエリ・パラメタなし

応答形式<NR2>→

クエリの応答範囲
クエリの応答範囲及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ例
MEAS:CURR:CRES?

応答例
1.41

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
計測問合せ相が L1,L2,L3 の場合のみ問合せ可能。

4.2.2.54 出力計測値の取得(相指定可能項目):皮相電力:MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:APParent?
説明
皮相電力[VA]の取得

クエリ・パラメタなし

応答形式<INT>→（1000[VA]以上）<NR2>→（1000[VA]未満）
クエリの応答範囲
クエリの応答範囲及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ例
MEAS:POW:APP?

応答例
367.0

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
計測問合せ相が L1,L2,L3 の場合のみ問合せ可能。

DP シリーズ

152

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.55 出力計測値の取得(相指定可能項目):力率:MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:PFACtor?
説明
力率の取得

クエリ・パラメタなし

応答形式<NR2>→

クエリの応答範囲
クエリの応答範囲及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ例
MEAS:POW:PFAC?

応答例
0.68

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
計測問合せ相が L1,L2,L3 の場合のみ問合せ可能。

4.2.2.56 出力計測値の取得(相指定可能項目):無効電力:MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:REACtive?
説明
無効電力[var]の取得

クエリ・パラメタなし

応答形式<INT>→（1000[var]以上）<NR2>→（1000[var]未満）
クエリの応答範囲及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ例
MEAS:POW:REAC?

応答例
269.0

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
計測問合せ相が L1,L2,L3 の場合のみ問合せ可能。

DP シリーズ

153

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.57 出力計測値の取得(相指定可能項目):有効電力:MEASure[:SCALar]:POWer[:AC][:REAL]?
説明
有効電力[W]の取得

クエリ・パラメタなし

応答形式<INT>→（1000[W]以上）<NR2>→（1000[W]未満）
クエリの応答範囲及び分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ例
MEAS:POW?

応答例
249.0

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
計測問合せ相が L1,L2,L3 の場合のみ問合せ可能。

4.2.2.58 CO2 算出機能:排出 CO2 積算値クリア:MEASure:CO2:TOTal:CLEar
説明
排出 CO2 積算値クリア

設定パラメタなし

設定例
MEAS:CO2:TOT:CLE

備考
システムロック／ワーニング中はコマンドを無視する。
以下のモデルでは無効なコマンドである。
DP240S/DP360S/DP420LS/DP480LS/DP060LM/DP120LM/DP180LM

DP シリーズ

154

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.59 CO2 算出機能:排出 CO2 係数の設定／取得:MEASure:CO2:COEFficient
説明
排出 CO2 係数[tCO2/kWh]の設定／取得

設定パラメタ<coef> | MINimum | MAXimum<coef> ::= <REAL><REAL> →排出 CO2 係数値[tCO2/kWh]：0.000001～0.010000
分解能 0.000001
MINimum → 0.000001
MAXimum → 0.010000

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
MEAS:CO2:COEF 0.0001

クエリ例
MEAS:CO2:COEF?

応答例
0.000100

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
以下のモデルでは無効なコマンドである。
DP240S/DP360S/DP420LS/DP480LS/DP060LM/DP120LM/DP180LM

DP シリーズ

155

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.60 CO2 算出機能:排出 CO2 内部損失分瞬時値の取得:MEASure:CO2:RATE:LOSS?
説明
排出 CO2 内部損失分瞬時値[kgCO2/h]の取得

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<NR2>

クエリ例
MEAS:CO2:RATE:LOSS?

応答例
0.7221

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
以下のモデルでは無効なコマンドである。
DP240S/DP360S/DP420LS/DP480LS/DP060LM/DP120LM/DP180LM

4.2.2.61 CO2 算出機能:排出 CO2 出力電力分瞬時値の取得:MEASure:CO2:RATE:OUTPut?
説明
排出 CO2 出力電力分瞬時値[kgCO2/h]の取得

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<NR2>

クエリ例
MEAS:CO2:RATE:OUTP?

応答例
32.9112

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
以下のモデルでは無効なコマンドである。
DP240S/DP360S/DP420LS/DP480LS/DP060LM/DP120LM/DP180LM

DP シリーズ

156

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.62 CO2 算出機能:排出 CO2 内部損失分積算値の取得:MEASure:CO2:TOTal:LOSS?
説明
排出 CO2 内部損失分積算値[tCO2]の取得

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<NR2>

クエリ例
MEAS:CO2:TOT:LOSS?

応答例
0.068136

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
以下のモデルでは無効なコマンドである。
DP240S/DP360S/DP420LS/DP480LS/DP060LM/DP120LM/DP180LM

4.2.2.63 CO2 算出機能:排出 CO2 出力電力分積算値の取得:MEASure:CO2:TOTal:OUTPut?
説明
排出 CO2 出力電力分積算値[tCO2]の取得

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<NR2>

クエリ例
MEAS:CO2:TOT:OUTP?

応答例
1.163182

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
以下のモデルでは無効なコマンドである。
DP240S/DP360S/DP420LS/DP480LS/DP060LM/DP120LM/DP180LM

DP シリーズ

157

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.64 AGC・オートキャル機能の設定:AGC 機能の有効／無効:OUTPut:AGC
説明
AGC の有効／無効の設定／取得

設定パラメタ<state> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効

クエリ・パラメタなし

応答形式<NBOL>

設定例
OUTP:AGC ON

クエリ例
OUTP:AGC?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電 源 機 能 が 連 続 出 力 機 能 で ， 出 力 モ ー ド が AC-INT/AC-VCA/AC-SYNC/DC-INT/
DC-VCA でのみ AGC 機能を使用できる。
交流電圧波形を SIN 以外に選択した場合は，AGC 機能をオンに設定できない。
AGC 機能がオンのときに，電源機能をシーケンス機能又は電源変動試験機能に設定した場合は，AGC 機能は強制的にオフに設定される。
電源機能がシーケンス機能又は電源変動試験機能のときは，AGC 機能をオンに設定できない。

DP シリーズ

158

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.65 AGC・オートキャル機能の設定:オートキャル機能の有効／無効:OUTPut:ACALibration
説明
オートキャルの有効／無効の設定／取得

設定パラメタ<state> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効

クエリ・パラメタなし

応答形式<NBOL>

設定例
OUTP:ACAL ON

クエリ例
OUTP:ACAL?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源機能が連続出力機能で，出力モードが AC-INT/AC-VCA/AC-SYNC/DC-INT/DC-VCA
でのみオートキャル機能を使用できる。
交流電圧波形を SIN 以外に選択した場合は，オートキャル機能をオンに設定できない。
オートキャル機能がオンのときに，電源機能をシーケンス機能又は電源変動試験機能に設定した場合は，オートキャル機能は強制的にオフに設定される。
電源機能がシーケンス機能又は電源変動試験試験機能のときは，オートキャル機能をオンに設定できない。
電源機能がシーケンス機能の場合は，波形が正弦波で，交流電圧または直流電圧の一方が 0V 設定の時にオンできる。
電源機能が電源変動試験試験機能のときは，オートキャル機能をオンに設定できない。

DP シリーズ

159

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.66 外部入力信号の設定:外部入力ゲインの設定／取得:INPut:GAIN
説明
外部入力ゲインの設定／取得
以下のモードで設定可能
AC-EXT，AC+DC-EXT，AC-VCA，DC-VCA，AC-ADD，AC+DC-ADD

設定パラメタ<inp gain> | MINimum | MAXimum<inp gain> ::= <REAL><REAL> → 外部入力ゲイン：0.0～227.0（100V レンジ），分解能 0.1
0.0～454.0（200V レンジ），分解能 0.1
MINimum → 0.0
MAXimum → 227.0（100V レンジ） | 454.0（200V レンジ）

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
INP:GAIN 10

クエリ例
INP:GAIN?

応答例
10.0

備考
多相モデル，多相システムでは信号源が VCA の場合に限り設定できる。
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
シーケンス，電源変動試験では設定できない。

DP シリーズ

160

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.67 外部入力信号の設定:外部同期信号源の設定／取得:INPut:SYNC:SOURce
説明外部同期信号源の設定／取得
AC-SYNC，AC+DC-SYNC モードで設定可能

設定パラメタ<cloc> ::= <DISC><DISC> ::= LINE | EXT
LINE→ ライン同期

EXT→ 外部同期

クエリ・パラメタなし

応答形式<DISC>

設定例
INP:SYNC:SOUR EXT

クエリ例
INP:SYNC:SOUR?

応答例
EXT

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
シーケンス，電源変動試験では設定できない。
出力 ON 中は設定できない。

DP シリーズ

161

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.68 出力波形の設定／取得:クリップ正弦波のタイプ指定の設定／取得[:SOURce]:FUNCtion:CSINe:TYPE
説明
クリップ正弦波の設定タイプの設定／取得

設定パラメタ<func shap>,<type><func shap> ::= <DISC><DISC> ::= CLP1 | CLP2 | CLP3
CLP1

→ クリップ正弦波 1

CLP2→ クリップ正弦波 2

CLP3→ クリップ正弦波 3<type> ::= <DISC><DISC> ::= CFACtor | CLIP
CFACtor → クレストファクタ
CLIP→ クリップ

クエリ・パラメタ<func shap><func shap> ::= <DISC><DISC> ::= CLP1 | CLP2 | CLP3

応答形式
<DISC>

設定例
FUNC:CSIN:TYPE CLP1, CFACTOR

クエリ例
FUNC:CSIN:CFAC? CLP1

応答例
CFAC

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
シーケンスコントロール状態，電源変動試験コントロール状態では設定できない。

DP シリーズ

162

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.69 出力波形の設定／取得:クリップ正弦波のクレストファクタの設定／取得[:SOURce]:FUNCtion:CSINe:CFACtor
説明
クリップ正弦波のクレストファクタの設定／取得

設定パラメタ<func shap>,{<cf> | MINimum | MAXimum}<func shap> ::= <DISC><DISC> ::= CLP1 | CLP2 | CLP3
CLP1

→ クリップ正弦波 1

CLP2→ クリップ正弦波 2

CLP3→ クリップ正弦波 3<cf> ::= <REAL><REAL> → クレストファクタ：1.10～1.41，分解能 0.01
MINimum → 1.10
MAXimum → 1.41

クエリ・パラメタ<func shap>[, MINimum | MAXimum]<func shap> ::= <DISC><DISC> ::= CLP1 | CLP2 | CLP3
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
FUNC:CSIN:CFAC CLP1,1.2

クエリ例
FUNC:CSIN:CFAC? CLP1

応答例
1.20

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
シーケンスコントロール状態，電源変動試験コントロール状態では設定できない。

DP シリーズ

163

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.70 出力波形の設定／取得:クリップ正弦波のクリップ率の設定／取得[:SOURce]:FUNCtion:CSINe:CLIP
説明
クリップ正弦波のクリップ率の設定／取得

設定パラメタ<func shap>,{<clip> | MINimum | MAXimum}<func shap> ::= <DISC><DISC> ::= CLP1 | CLP2 | CLP3
CLP1

→ クリップ正弦波 1

CLP2→ クリップ正弦波 2

CLP3→ クリップ正弦波 3<clip> ::= <REAL><REAL> → クリップ率：40.0～100.0，分解能 0.1
MINimum → 40.0
MAXimum → 100.0

クエリ・パラメタ<func shap>[, MINimum | MAXimum]<func shap> ::= <DISC><DISC> ::= CLP1 | CLP2 | CLP3
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
FUNC:CSIN:CLIP CLP1, 80

クエリ例
FUNC:CSIN:CLIP? CLP1

応答例
80.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
シーケンスコントロール状態，電源変動試験コントロール状態では設定できない。

DP シリーズ

164

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.71 出力波形の設定／取得:クリップ正弦波の保存:TRACe|DATA:CSINe:STORe
説明
クリップ正弦波の保存の実行

設定パラメタなし

設定例
TRAC:CSIN:STOR

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。

4.2.2.72 出力波形の設定／取得:任意波メモリの初期化:TRACe|DATA:WAVe:CLEar
説明
任意波メモリの初期化の実行

設定パラメタ<memory> | MINimum | MAXimum<memory> ::= <INT><INT> →任意波メモリ番号：1～16
MINimum → 1
MAXimum → 16

設定例
TRAC:WAV:CLE 1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。

DP シリーズ

165

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.73 出力波形の設定／取得:任意波データの転送:TRACe|DATA:WAVe[:DATA]
説明
任意波データの転送

設定パラメタ<memory>,<data><memory> ::= <INT><INT> → 任意波メモリ番号：1～16<data> ::= <BLK><BLK> → 任意波形データ#48192<DAB>...<DAB>#：

ブロックデータを送信することを表す

4：

後続の数字の個数を表す

8192：

後続のバイトデータ数を表す<DAB>...<DAB>：16bit，4096 ワードの波形データ
波形データフォーマットはビッグエンディ
アンで 2 の補数形式

設定例
TRAC:WAV 1, #48192<DAB>...<DAB>

備考
GPIB，RS232，LAN では実行できない。
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。

DP シリーズ

166

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.74 出力波形の設定／取得:任意波名の設定／取得:TRACe|DATA:WAVe:NAME
説明
任意波名の設定／取得

設定パラメタ<memory>,<name><memory> ::= <INT><INT> → 任意波メモリ番号：1～16<name> ::= <STR><STR> → 任意波名（20 文字以内）
任意波名は 1 バイト文字(半角英数字)で 20 文字以下とする。

ただし，以下の 9 文字は使用できない。
¥

/

:

*

?

"

<

>

|

クエリ・パラメタ<memory> | MINimum | MAXimum<memory> ::= <INT><INT> → 任意波メモリ番号：1～16
MINimum → 任意波メモリ番号 1 の任意波名取得
MAXimum → 任意波メモリ番号 16 の任意波名取得

応答形式
<STR>

設定例
TRAC:WAV:NAME 1,”ARB1”

クエリ例
TRAC:WAV:NAME? 1

応答例“ARB1”

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。

DP シリーズ

167

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.75 外部コントロール信号の設定:外部コントロール入力の許可／禁止:SYSTem:CONFigure:EXTio[:STATe]
説明外部制御入力の許可／禁止の設定／取得
ただし，リモート状態では外部制御入力は無視される。

設定パラメタ<state> ::= <INT><INT> → 0：無効，1：有効，2：機器制御

クエリ・パラメタなし

応答形式<NBOL>

設定例
SYST:CONF:EXT 1

クエリ例
SYST:CONF:EXT?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
出力オン中は，設定ができない。

DP シリーズ

168

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.76 外部コントロール信号の設定:外部コントロール状態出力極性の設定／取得:SYSTem:CONFigure:EXTio:POLarity
説明
外部制御出力極性の設定／取得

設定パラメタ<polarity> ::= <DISC><DISC> ::= POSitive | NEGative
POSitive → 正論理
NEGative→ 負論理

クエリ・パラメタなし

応答形式<DISC>

設定例
SYST:CONF:EXT:POL POSITIVE

クエリ例
SYST:CONF:EXT:POL?

応答例
POS

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

169

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.77 外部コントロール信号の設定:外部コントロール機器接続情報の取得:SYSTem:CONFigure:EXTio:INPut
説明
外部制御入力の設定が，機器制御の場合に，接続機器を認識するための情報を返す。
ただし，4.2.2.75 外部制御入力の許可／禁止の設定が機器制御でない場合は，3：未接
続を返す。

設定パラメタ<state> ::= <INT><INT> →

0：リファレンス・インピーダンス・ネットワーク，
2：電圧ディップ・シミュレータ，3：未接続

クエリ・パラメタなし

応答形式<INTL>

クエリ例
SYST:CONF:EXT:INP?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

170

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.2.78 外部コントロール信号の設定:外部コントロール機器制御コードの設定／取得:SYSTem:CONFigure:EXTio:OUTPut
説明
接続している機器（リファレンスインピーダンスネットワーク，または電圧ディップシ
ミュレータ）への制御コードの設定
ただし，4.2.2.75 外部制御入力の許可／禁止の設定が機器制御でない場合は，変化しない。

設定パラメタ<data>::= <INT><INT> → 制御コード：0～255

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<INT>

設定例
SYST:CONF:EXT:OUTP 255

クエリ例
SYST:CONF:EXT:POL?

応答例
255

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

171

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.3 シーケンス機能コマンド
4.2.3.1

パネル表示の設定:ステップ時間の表示単位設定／取得:DISPlay[:WINDow]:TIME:UNIT
説明
シーケンス/電源変動試験 ステップ時間単位の設定／取得
パネルの表示及びパネルからの設定に反映される
リモートコマンドからの設定/取得は DISP:TIME:UNIT の設定によらず秒単位で設定

設定パラメタ<unit> ::= <DISC><DISC> ::= MS | S
MS

→ ミリ秒

S

→ 秒

クエリ・パラメタなし

応答形式<DISC>

設定例
DISP:TIME:UNIT MS

クエリ例
DISP:TIME:UNIT?

応答例
MS

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

172

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.3.2

シーケンス機能の制御:状態の取得[:SOURce]:SEQuence:CONTrol[:STATe]?
説明
シーケンス制御状態取得

クエリ・パラメタなし

応答形式<DISC>

クエリ例
SEQ:CONT?

応答例
EDIT

エディット状態

CONTROL

コントロール状態

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

4.2.3.3

シーケンス機能の制御:実行制御:TRIGger:SEQuence:SELected:EXECute
説明
シーケンスの実行制御

設定パラメタ<ctrl> ::= <DISC><DISC> ::= STOP | STARt | HOLD | BRAN1 | BRAN2
STOP→ 実行停止STARt→ 実行開始/実行再開

HOLD→ 一時停止BRAN1 → ブランチ 1
BRAN2 → ブランチ 2

設定例
TRIG:SEQ:SEL:EXEC HOLD

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
シーケンスコントロール状態でないと実行できない。

DP シリーズ

173

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.3.4

シーケンス機能の制御:エディットモードへの切替[:SOURce]:SEQuence:EDIT
説明
シーケンス状態をエディット状態に設定
コントロール状態からエディット状態に切り換える

設定パラメタなし

設定例
SEQ:EDIT

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
シーケンスコントロール状態でないと設定できない。

4.2.3.5

シーケンス機能の制御:設定パラメタのコンパイルとコントロールモードへの切替:TRIGger:SEQuence:COMPile
説明
シーケンスデータのコンパイルとコントロールモードへの切替

設定パラメタなし

設定例
TRIG:SEQ:COMP

備考
システムロック／ワーニング中はコマンドを無視する。
シーケンスエディット状態でないと実行できない。

DP シリーズ

174

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.3.6

シーケンス機能の制御:実行ステップ番号の取得[:SOURce]:SEQuence:CSTep?
説明
実行中のステップ番号の取得

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<INT>

クエリ例
SEQ:CST?

応答例
2

備考
システムロック中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

175

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.3.7

ステップ共通のパラメタ設定（エディットモード時に有効）:ステップ共通パラメタの設定／取得[:SOURce]:SEQuence:CPARameter
説明
シーケンスステップ制御パラメタの設定／取得
ステップによって設定対象外となるパラメタには，ダミーデータを設定すること。
ダミーデータは設定されない。

設定パラメタ<time>,<start phs>,<start phs enable>,<stop phs >,<stop phs enable>,<step term>,<jump to>,<jump enable>,<jump cnt>,<code>,<branch1>,<branch1 enable>,<branch2>,<branch2 enable>,<trig out>
<time> ::= <REAL><REAL> → ステップ時間：0.0010～999.9999，分解能 0.0001<start phs> ::= <REAL><REAL> → ステップ開始位相：0.0～359.9，分解能 0.1<start phs enable> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効<stop phs> ::= <REAL><REAL> → ステップ終了位相：0.0～359.9，分解能 0.1<stop phs enable> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効<step term> ::= <DISC><DISC> ::= CONTinue | END | HOLD
CONTinue

→ 継続

END

→ 終了

HOLD

→ ホールド<jump to> ::= <INT><INT> → ジャンプ先ステップ番号：0～255<jump enable> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効<jump cnt> ::= <INT><INT> → ジャンプ回数：0～9999
ジャンプ回数 0 は，無限回を意味する<code> ::= <INT><INT> → ステップ同期出力：0～3<branch1> ::= <INT><INT> → ブランチ 1 のブランチ先：0～255<branch1 enable> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効<branch2> ::= <INT>
DP シリーズ

176

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明<INT> → ブランチ 2 のブランチ先：0～255<branch2 enable> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効<trig out> ::= < BOL ><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効

クエリ・パラメタなし

応答形式<NR2>,<NR2>,<NBOL>,<NR2>,<NBOL>,<DISC>,<INT>,<NBOL>,<INT>,<INT>,<INT>,<NBOL>,<INT>,<NBOL>,<NBOL>

設定例
SEQ:CPAR 10,90,ON,270,ON,CONT,3,ON,5,2,5,ON,6,ON,ON

クエリ例
SEQ:CPAR?

応答例
10.0000,90.0,1,270.0,1,CONT,3,1,5, 2,5,1,6,1,1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
シーケンスエディット状態でないと設定できない。

DP シリーズ

177

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.3.8

指定ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:設定ステップ番号の指定／取得[:SOURce]:SEQuence:STEP
説明
シーケンス編集対象ステップ番号の指定／取得

設定パラメタ<seq step> | MINimum | MAXimum<seq step> ::= <INT><INT> → シーケンス編集対象ステップ番号：0～255
MINimum → 0
MAXimum → 255

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<INT>

設定例
SEQ:STEP 1

クエリ例
SEQ:STEP?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
シーケンスエディット状態でないと設定／問い合わせできない。

DP シリーズ

178

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.3.9

指定ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:設定相(相番号)の設定／

取得[:SOURce]:SEQuence:INSTrument:NSELect
説明
シーケンス設定相（相番号）の設定／取得

設定パラメタ<phase number> | MINimum | MAXimum<phase number> ::= <INT><INT> → 相番号：0～2
0:L1 相｜1:L2 相｜2:L3 相
MINimum → 0
MAXimum → 2

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<INT>

設定例
SEQ:INST:NSEL 1

クエリ例
SEQ:INST:NSEL?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

179

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.3.10 指定ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:設定相(相)の設定／取得[:SOURce]:SEQuence:INSTrument:SELect
説明
シーケンス設定相（相）の設定／取得

設定パラメタ<phase name> ::= <DISC><DISC> ::= L1 | L2 | L3
L1

→ L1 相，L2 → L2 相，

L3 → L3 相

クエリ・パラメタなし

応答形式<DISC>

設定例
SEQ:INST:SEL L1

クエリ例
SEQ:INST:SEL?

応答例
L1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

180

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.3.11 指定ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:ステップパラメタの設定／取得[:SOURce]:SEQuence:SPARameter
説明
シーケンスステップ内パラメタの設定／取得
なお，設定範囲は 1.5kVA 100V レンジの場合を示している。
モード，ステップあるいは相によって設定対象外となるパラメタには，ダミーデータを設定すること。
ダミーデータは設定されない。

設定パラメタ<acv>,<acv mode>,<dcv>,<dcv mode>,<freq>,<freq mode>,<wave>,<phase><acv> ::= <REAL><REAL> → 交流電圧：0.0～160.0[Vrms]，分解能 0.1
レンジ，波形によって最大電圧，単位が異なる<acv mode> ::= <DISC><DISC> ::= CONST | KEEP | SWEEPCONST → 一定
SWEEP → スイープ
KEEP

→ 保持

<dcv> ::= <REAL><REAL> → 直流電圧：-227.0～227.0[V]，分解能 0.1
レンジによって最大電圧が異なる<dcv mode> ::= <DISC><DISC> ::= CONST | KEEP | SWEEPCONST → 一定
SWEEP → スイープ
KEEP

→ 保持

<freq> ::= <REAL><REAL> → 周波数：1.00～550.00，分解能 0.01
AC/DC モードによって下限値が異なる<freq mode> ::= <DISC><DISC> ::= CONST | KEEP | SWEEPCONST → 一定
SWEEP → スイープ
KEEP

→ 保持

<wave> ::= <DISC><DISC> ::= SIN | ARB1 | ARB2 | ARB3 | ARB4 | ARB5 | ARB6 | ARB7 |ARB8 | ARB9 | ARB10 | ARB11 | ARB12 | ARB13 | ARB14 | ARB15|
ARB16 | CLP1 | CLP2 | CLP3
SIN
DP シリーズ

→ 正弦波

181

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明
ARB1→ 任意波 1：

ARB16

→ 任意波 16

CLP1

→ クリップ正弦波 1

CLP2→ クリップ正弦波 2

CLP3→ クリップ正弦波 3<phase> ::= <REAL><REAL> → 位相角：デフォルト値±35.0，分解能 0.1（多相モデル）
0.0～359.9，分解能 0.1（多相システム）
単相 3 線の場合
L12 デフォルト値：180.0deg
三相の場合
L12 デフォルト値：120.0deg，L13 デフォルト値：240.0deg

クエリ・パラメタなし

応答形式<NR2>,<DISC>,<NR2>,<DISC>,<NR2>,<DISC>,<DISC>,<NR2>

設定例
SEQ:SPAR 10,SWEEP,20,SWEEP,50,SWEEP,SIN,120

クエリ例
SEQ:SPAR?

応答例
10.0,SWEEP,20.0,SWEEP,50.0,SWEEP,SIN,120.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
シーケンスエディット状態でないと設定／問い合わせできない。

DP シリーズ

182

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.3.12 シーケンスデータの初期化／読出し／保存（エディットモード時に有効）:シーケンス
データの初期化:TRACe|DATA:SEQuence:CLEar
説明
シーケンスデータの初期化の実行

設定パラメタ<seq memory> | MINimum | MAXimum<seq memory> ::= <INT><INT> → 0～50：編集中のシーケンスデータ

1～5：シーケンスメモリ番号 1～5

MINimum → 0
MAXimum → 5

設定例
TRAC:SEQ:CLE 1

備考
システムロック／ワーニング中はコマンドを無視する。
電源機能がシーケンス機能でないと実行できない。

DP シリーズ

183

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.3.13 シーケンスデータの初期化／読出し／保存（エディットモード時に有効）:シーケンス
データ名の設定／取得:TRACe|DATA:SEQuence:NAME
説明
シーケンスデータ名の設定／取得

設定パラメタ{<seq memory> | MINimum | MAXimum},<name><seq memory> ::= <INT><INT> → 1～5：シーケンスメモリ番号 1～5
MINimum → 1
MAXimum → 5<name> ::= <STR><STR> → シーケンスデータ名
シーケンスデータ名は，1 バイト文字(半角英数字)で20 文字以下とする。
ただし，以下の 9 文字は使用できない。
\

/

:

*

?

"

<

>

|

クエリパラメタ<seq memory> | MINimum | MAXimum<seq memory> ::= <INT><INT> → 1～5：シーケンスメモリ番号 1～5
MINimum → 1
MAXimum → 5

設定例
TRAC:SEQ:NAME 1,”SEQ1”

クエリ例
TRAC:SEQ:NAME? 1

応答例“SEQ1”

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源機能がシーケンス機能でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

184

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.3.14 シーケンスデータの初期化／読出し／保存（エディットモード時に有効）:シーケンス
データの読出し:TRACe|DATA:SEQuence:RECall
説明
シーケンスデータの読出しの実行

設定パラメタ<seq memory> | MINimum | MAXimum<seq memory> ::= <INT><INT> → シーケンスメモリ番号：1～5
MINimum → 1
MAXimum → 5

設定例
TRAC:SEQ:REC 1

備考
システムロック／ワーニング中はコマンドを無視する。
電源機能がシーケンス機能でないと実行できない。

4.2.3.15 シーケンスデータの初期化／読出し／保存（エディットモード時に有効）:シーケンス
データの保存:TRACe|DATA:SEQuence:STORe
説明
シーケンスデータの保存の実行

設定パラメタ<seq memory> | MINimum | MAXimum<seq memory> ::= <INT><INT> → シーケンスメモリ番号：1～5
MINimum → 1
MAXimum → 5

設定例
TRAC:SEQ:STOR 1

備考
システムロック／ワーニング中はコマンドを無視する。
電源機能がシーケンス機能でないと実行できない。

DP シリーズ

185

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.3.16 個別のパラメタ設定(ステップ 0 のみ):出力周波数の設定／取得[:SOURce]:SEQuence:FREQuency[:IMMediate]
説明
シーケンス ステップ 0 の出力周波数の設定／取得

設定パラメタ<frequency><frequency> ::= <REAL><REAL> → 周波数：40.00(AC-INT)/1.00(AC-INT 以外)～550.00，分解能 0.01

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<NR2>

設定例
:SEQ:FREQ 50

クエリ例:SEQ:FREQ?

応答例
50.00

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源機能がシーケンス機能でないと設定できない。
シーケンスエディット状態でないと設定／問い合わせできない。
編集ステップが 0 でないと設定できない
AC-INT，ACDC-INT モード以外では設定できない。

DP シリーズ

186

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.3.17 個別のパラメタ設定(ステップ 0 のみ):交流出力電圧の設定／取得[:SOURce]:SEQuence:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]
説明
シーケンス ステップ 0 の交流出力電圧の設定／取得

設定パラメタ<volt><volt> ::= <REAL><REAL> →交流出力電圧
設定値の範囲，分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<NR2>

設定例
:SEQ:VOLT 100

クエリ例:SEQ:VOLT?

応答例
100.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源機能がシーケンス機能でないと設定できない。
シーケンスエディット状態でないと設定／問い合わせできない。
編集ステップが 0 でないと設定できない
AC-INT，ACDC-INT モード以外では設定できない。
多相モデル，多相システムの場合，設定相に対して反映する。
（4.2.3.9，4.2.3.10 参照）

DP シリーズ

187

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.3.18 個別のパラメタ設定(ステップ 0 のみ):直流出力電圧の設定／取得[:SOURce]:SEQuence:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet
説明
シーケンス ステップ 0 の直流出力電圧の設定／取得

設定パラメタ<volt offs><volt offs> ::= <REAL><REAL> → 直流出力電圧
設定値の範囲，分解能は，本体取扱説明書を参照。

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<NR2>

設定例
:SEQ:VOLT:OFFS 10

クエリ例:SEQ:VOLT:OFFS?

応答例
10.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
ワシステムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源機能がシーケンス機能でないと設定できない。
シーケンスエディット状態でないと設定／問い合わせできない。
編集ステップが 0 でないと設定できない
ACDC-INT，DC-INT モード以外では設定できない。

DP シリーズ

188

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4 電源変動試験機能コマンド
4.2.4.1

パネル表示の設定:ステップ時間の表示単位設定／取得:DISPlay[:WINDow]:TIME:UNIT
説明
シーケンス/電源変動試験 ステップ時間単位の設定／取得
パネルの表示及びパネルからの設定に反映される
リモートコマンドからの設定/取得は DISP:TIME:UNIT の設定によらず秒単位で設定

設定パラメタ<unit> ::= <DISC><DISC> ::= MS | S
MS

→ ミリ秒

S

→ 秒

クエリ・パラメタなし

応答形式<DISC>

設定例
DISP:TIME:UNIT MS

クエリ例
DISP:TIME:UNIT?

応答例
MS※シーケンス機能のコマンドと同じです。

DP シリーズ

189

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.2

電源変動試験機能の制御:状態の取得[:SOURce]:SIMulation:CONTrol[:STATe]?
説明
電源変動試験制御状態取得

クエリ・パラメタなし

応答形式<DISC>

クエリ例
SIM:CONT?

応答例
EDIT

エディット状態

CONTROL

コントロール状態

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

4.2.4.3

電源変動試験機能の制御:実行制御:TRIGger:SIMulation:SELected:EXECute
説明
電源変動試験の実行制御

設定パラメタ<ctrl> ::= <DISC><DISC> ::= STOP | STARt
STOP→ 実行停止STARt→ 実行開始設定例
TRIG:SIM:SEL:EXEC STAR

備考
システムロック／ワーニング中はコマンドを無視する。
電源変動試験コントロール状態でないと実行できない。

DP シリーズ

190

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.4

電源変動試験機能の制御:エディットモードへの切替[:SOURce]:SIMulation:EDIT
説明
電源変動試験状態をエディット状態に設定
コントロール状態からエディット状態に切り換える

設定パラメタなし

設定例
SIM:EDIT

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
電源変動試験コントロール状態でないと設定できない。

4.2.4.5

電源変動試験機能の制御:設定パラメタのコンパイルとコントロールモードへの切替:TRIGger:SIMulation:COMPile
説明
電源変動試験データのコンパイルとコントロールモードへの切替

設定パラメタなし

設定例
TRIG:SIM:COMP

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
電源変動試験エディット状態でないと実行できない。

DP シリーズ

191

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.6

電源変動試験機能の制御:実行ステップ番号の取得[:SOURce]:SIMulation:CSTep?
説明
実行中のステップ番号の取得

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<INT>

クエリ例
SIM:CST?

応答例
0

初期ステップ1

定常 1 ステップ2

移行 1 ステップ3

異常ステップ4

移行 2 ステップ5

定常 2 ステップ

備考
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。

DP シリーズ

192

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.7

繰り返し実行の設定（エディットモード時に有効）:繰返実行の有効／無効の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:REPeat:ENABle
説明
電源変動試験 繰返し回数有効／無効の設定／取得

設定パラメタ<state> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効

クエリ・パラメタ
なし

応答形式
<BOL>

設定例
SIM:REP:ENAB ON

クエリ例
SIM:REP:ENAB?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

193

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.8

繰り返し実行の設定（エディットモード時に有効）:繰返実行回数の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:REPeat:COUNt
説明
電源変動試験 繰返し回数の設定／取得

設定パラメタ<sim count> | MINimum | MAXimum<sim count> ::= <INT><INT> → 繰返し回数：0～9999（0 は無限回繰返すことを意味する）
MINimum → 0
MAXimum → 9999

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<INT>

設定例
SIM:REP:COUN 10

クエリ例
SIM:REP:COUN?

応答例
10

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

194

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.9

初期状態（Initial）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:出力電圧の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:INITial:VOLTage
説明
初期ステップ 振幅の設定／取得

設定パラメタ<volt> | MINimum | MAXimum<volt> ::= <REAL><REAL> → 交流出力電圧：0.0～160.0（100V レンジ），分解能 0.1
0.0～320.0（200V レンジ），分解能 0.1
MINimum → 0.0
MAXimum → 160.0（100V レンジ）｜320.0（200V レンジ）

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
SIM:INIT:VOLT 100

クエリ例
SIM:INIT:VOLT?

応答例
100.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

195

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.10 初期状態（Initial）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:周波数の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:INITial:FREQuency
説明
初期ステップ 周波数の設定／取得

設定パラメタ<frequency> | MINimum | MAXimum<frequency> ::= <REAL><REAL> → 周波数：1.00～550.00，分解能 0.01
MINimum → 1.00
MAXimum → 550.00

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
SIM:INIT:FREQ 50

クエリ例
SIM:INIT:FREQ?

応答例
50.00

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

196

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.11 初期状態（Initial）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:開始位相指定の有効／無効の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:INITial:PHASe:STARt:ENABle
説明
初期ステップ 開始位相有効／無効の設定／取得

設定パラメタ<state> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効

クエリ・パラメタなし

応答形式<NBOL>

設定例
SIM:INIT:PHAS:STAR:ENAB ON

クエリ例
SIM:INIT:PHAS:STAR:ENAB?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

197

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.12 初期状態（Initial）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:開始位相の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:INITial:PHASe:STARt[:IMMediate]説明
初期ステップ 開始位相の設定／取得

設定パラメタ<phase> | MINimum | MAXimum<phase> ::= <REAL><REAL> → 位相：0.0～359.9，分解能 0.1
MINimum → 0.0
MAXimum → 359.9

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
SIM:INIT:PHAS:STAR 0

クエリ例
SIM:INIT:PHAS:STAR?

応答例
0.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

198

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.13 初期状態（Initial）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:終了位相
指定の有効／無効の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:INITial:PHASe:STOP:ENABle
説明
初期ステップ 終了位相有効／無効の設定／取得

設定パラメタ<state> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効

クエリ・パラメタなし

応答形式<NBOL>

設定例
SIM:INIT:PHAS:STOP:ENAB ON

クエリ例
SIM:INIT:PHAS:STOP:ENAB?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

199

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.14 初期状態（Initial）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:終了位相の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:INITial:PHASe:STOP[:IMMediate]説明
初期ステップ 終了位相の設定／取得

設定パラメタ<phase> | MINimum | MAXimum<phase> ::= <REAL><REAL> → 位相：0.0～359.9，分解能 0.1
MINimum → 0.0
MAXimum → 359.9

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
SIM:INIT:PHAS:STOP 0

クエリ例
SIM:INIT:PHAS:STOP?

応答例
0.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定/問合せできない。

DP シリーズ

200

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.15 初期状態（Initial）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:同期出力の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:INITial:CODE
説明
初期ステップ ステップ同期出力の設定／取得

設定パラメタ<code> | MINimum | MAXimum<code> ::= <INT><INT> → ステップ同期出力：0～3，分解能 1
MINimum → 0
MAXimum → 3

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<INT>

設定例
SIM:INIT:CODE 1

クエリ例
SIM:INIT:CODE?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

201

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.16 定常１（Normal1）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:実行時間の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:NORMal1:TIME
説明
定常 1 ステップ ステップ時間の設定／取得
NORMal1 のショートフォームは NORM1 となり，”1”は省略できない

設定パラメタ<sim step time>| MINimum | MAXimum<sim step time> ::= <REAL><REAL> → ステップ時間：0.0010～999.9999，分解能 0.0001
MINimum → 0. 0010
MAXimum →999.9999

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
SIM:NORM1:TIME 10

クエリ例
SIM:NORM1:TIME?

応答例
10.0000

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

202

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.17 定常１（Normal1）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:出力電圧の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:NORMal1:VOLTage
説明
定常 1 ステップ 振幅の設定／取得
NORMal1 のショートフォームは NORM1 となり，”1”は省略できない

設定パラメタ<volt> | MINimum | MAXimum<volt> ::= <REAL><REAL> → 交流出力電圧：0.0～160.0（100V レンジ），分解能 0.1
0.0～320.0（200V レンジ），分解能 0.1
MINimum → 0.0
MAXimum → 160.0（100V レンジ）｜320.0（200V レンジ）

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
SIM:NORM1:VOLT 100

クエリ例
SIM:NORM1:VOLT?

応答例
100.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

203

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.18 定常１（Normal1）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:周波数の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:NORMal1:FREQuency
説明
定常 1 ステップ 周波数の設定／取得
NORMal1 のショートフォームは NORM1 となり，”1”は省略できない

設定パラメタ<frequency> | MINimum | MAXimum<frequency> ::= <REAL><REAL> → 周波数：1.00～550.00，分解能 0.01
MINimum → 1.00
MAXimum → 550.00

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
SIM:NORM1:FREQ 50

クエリ例
SIM:NORM1:FREQ?

応答例
50.00

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

204

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.19 定常１（Normal1）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:開始位相指定の有効／無効の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:NORMal1:PHASe:STARt:ENABle
説明
定常 1 ステップ 開始位相有効／無効の設定／取得
NORMal1 のショートフォームは NORM1 となり，”1”は省略できない

設定パラメタ<state> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効

クエリ・パラメタなし

応答形式<NBOL>

設定例
SIM:NORM1:PHAS:STAR:ENAB ON

クエリ例
SIM:NORM1:PHAS:STAR:ENAB?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

205

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.20 定常１（Normal1）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:開始位相の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:NORMal1:PHASe:STARt[:IMMediate]説明
定常 1 ステップ 開始位相の設定／取得
NORMal1 のショートフォームは NORM1 となり，”1”は省略できない

設定パラメタ<phase> | MINimum | MAXimum<phase> ::= <REAL><REAL> → 位相：0.0～359.9，分解能 0.1
MINimum → 0.0
MAXimum → 359.9

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
SIM:NORM1:PHAS:STAR 0

クエリ例
SIM:NORM1:PHAS:STAR?

応答例
0.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

206

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.21 定常１（Normal1）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:終了位相
指定の有効／無効の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:NORMal1:PHASe:STOP:ENABle
説明
定常 1 ステップ 終了位相有効／無効の設定／取得
NORMal1 のショートフォームは NORM1 となり，”1”は省略できない

設定パラメタ<state> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効

クエリ・パラメタなし

応答形式<NBOL>

設定例
SIM:NORM1:PHAS:STOP:ENAB ON

クエリ例
SIM:NORM1:PHAS:STOP:ENAB?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

207

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.22 定常１（Normal1）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:終了位相の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:NORMal1:PHASe:STOP[:IMMediate]説明
定常 1 ステップ 終了位相の設定／取得
NORMal1 のショートフォームは NORM1 となり，”1”は省略できない

設定パラメタ<phase> | MINimum | MAXimum<phase> ::= <REAL><REAL> → 位相：0.0～359.9，分解能 0.1
MINimum → 0.0
MAXimum → 359.9

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
SIM:NORM1:PHAS:STOP 0

クエリ例
SIM:NORM1:PHAS:STOP?

応答例
0.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

208

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.23 定常１（Normal1）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:同期出力の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:NORMal1:CODE
説明
定常 1 ステップ ステップ同期出力の設定／取得
NORMal1 のショートフォームは NORM1 となり，”1”は省略できない

設定パラメタ<code> | MINimum | MAXimum<code> ::= <INT><INT> → ステップ同期出力：0～3，分解能 1
MINimum → 0
MAXimum → 3

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<INT>

設定例
SIM:NORM1:CODE 1

クエリ例
SIM:NORM1:CODE?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

209

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.24 定常１（Normal1）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:トリガ出力（G1）の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:NORMal1:TRIGger[:STATe]
説明定常 1 ステップ トリガ（G1)の設定／取得
NORMal1 のショートフォームは NORM1 となり，”1”は省略できない

設定パラメタ<state> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効

クエリ・パラメタなし

応答形式<NBOL>

設定例
SIM:NORM1:TRIG ON

クエリ例
SIM:NORM1:TRIG?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

210

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.25 移行１（Trans1）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:実行時間の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:TRANsition1:TIME
説明
移行 1 ステップ ステップ時間の設定／取得

設定パラメタ<sim step time> | MINimum | MAXimum<sim step time> ::= <REAL><REAL> → ステップ時間：0.0000，0.0010～999.9999，分解能 0.0001
MINimum → 0.0000
MAXimum → 999.9999

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
SIM:TRAN1:TIME 10

クエリ例
SIM:TRAN1:TIME?

応答例
10.0000

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

211

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.26 移行１（Trans1）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:同期出力の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:TRANsition1:CODE
説明
移行 1 ステップ ステップ同期出力の設定／取得

設定パラメタ<code> | MINimum | MAXimum<code> ::= <INT><INT> → ステップ同期出力：0～3，分解能 1
MINimum → 0
MAXimum → 3

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<INT>

設定例
SIM:TRAN1:CODE 1

クエリ例
SIM:TRAN:CODE?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

212

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.27 移行１（Trans1）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:トリガ出力（G2）の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:TRANsition1:TRIGger[:STATe]
説明
移行 1 ステップ トリガ（G2|4)の設定／取得

設定パラメタ<state> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効

クエリ・パラメタなし

応答形式<NBOL>

設定例
SIM:TRAN1:TRIG ON

クエリ例
SIM:TRAN1:TRIG?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

213

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.28 異常状態（Abnormal）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:実行
時間の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:TIME
説明
異常ステップ ステップ時間の設定／取得

設定パラメタ<sim step time> | MINimum | MAXimum<sim step time> ::= <REAL><REAL> → ステップ時間：0.0010～999.9999，分解能 0.0001
MINimum → 0.0010
MAXimum → 999.9999

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
SIM:ABN:TIME 10

クエリ例
SIM:ABN:TIME?

応答例
10.0000

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

214

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.29 異常状態（Abnormal）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:出力電圧の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:VOLTage
説明
異常ステップ 異常振幅の設定／取得

設定パラメタ<volt> | MINimum | MAXimum<volt> ::= <REAL><REAL> → 交流出力電圧：0.0～160.0（100V レンジ），分解能 0.1
0.0～320.0（200V レンジ），分解能 0.1
MINimum → 0.0
MAXimum → 160.0（100V レンジ）｜320.0（200V レンジ）

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
SIM:ABN:VOLT 100

クエリ例
SIM:ABN:VOLT?

応答例
100.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

215

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.30 異常状態（Abnormal）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:周波数の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:FREQuency
説明
異常ステップ 異常周波数の設定／取得

設定パラメタ<frequency> | MINimum | MAXimum<frequency> ::= <REAL><REAL> → 周波数：1.00～550.00，分解能 0.01
MINimum → 1.00
MAXimum → 550.00

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
SIM:ABN:FREQ 50

クエリ例
SIM:ABN:FREQ?

応答例
50.00

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

216

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.31 異常状態（Abnormal）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:開始
位相指定の有効／無効の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:PHASe:STARt:ENABle
説明
異常ステップ 開始位相有効／無効の設定／取得

設定パラメタ<state> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効

クエリ・パラメタなし

応答形式<NBOL>

設定例
SIM:ABN:PHAS:STAR:ENAB ON

クエリ例
SIM:ABN:PHAS:STAR:ENAB?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

217

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.32 異常状態（Abnormal）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:開始
位相の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:PHASe:STARt[:IMMediate]
説明
異常ステップ 開始位相の設定／取得

設定パラメタ<phase> | MINimum | MAXimum<phase> ::= <REAL><REAL> → 位相：0.0～359.9，分解能 0.1
MINimum → 0.0
MAXimum → 359.9

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
SIM:ABN:PHAS:STAR 0

クエリ例
SIM:ABN:PHAS:STAR?

応答例
0.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

218

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.33 異常状態（Abnormal）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:終了
位相指定の有効／無効の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:PHASe:STOP:ENABle
説明
異常ステップ 終了位相有効／無効の設定／取得

設定パラメタ<state> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効

クエリ・パラメタなし

応答形式<NBOL>

設定例
SIM:ABN:PHAS:STOP:ENAB ON

クエリ例
SIM:ABN:PHAS:STOP:ENAB?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

219

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.34 異常状態（Abnormal）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:終了
位相の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:PHASe:STOP[:IMMediate]
説明
異常ステップ 終了位相の設定／取得

設定パラメタ<phase> | MINimum | MAXimum<phase> ::= <REAL><REAL> → 位相：0.0～359.9，分解能 0.1
MINimum → 0.0
MAXimum → 359.9

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
SIM:ABN:PHAS:STOP 0

クエリ例
SIM:ABN:PHAS:STOP?

応答例
0.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

220

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.35 異常状態（Abnormal）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:同期
出力の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:CODE
説明
異常ステップ ステップ同期出力の設定／取得

設定パラメタ<code> | MINimum | MAXimum<code> ::= <INT><INT> → ステップ同期出力：0～3，分解能 1
MINimum → 0
MAXimum → 3

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<INT>

設定例
SIM:ABN:CODE 1

クエリ例
SIM:ABN:CODE?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

221

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.36 異常状態（Abnormal）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:トリ
ガ出力（G3）の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:TRIGger[:STATe]
説明
異常ステップ トリガ（G3)の設定／取得

設定パラメタ<state> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効

クエリ・パラメタなし

応答形式<NBOL>

設定例
SIM:ABN:TRIG ON

クエリ例
SIM:ABN:TRIG?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

222

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.37 移行 2（Trans2）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:実行時間の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:TRANsition2:TIME
説明
移行 2 ステップ ステップ時間の設定／取得

設定パラメタ<sim step time> | MINimum | MAXimum<sim step time> ::= <REAL><REAL> → ステップ時間：0.0000，0.0010～999.9999，分解能 0.0001
MINimum → 0.0000
MAXimum → 999.9999

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
SIM:TRAN2:TIME 10

クエリ例
SIM:TRAN2:TIME?

応答例
10.0000

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

223

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.38 移行 2（Trans2）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:同期出力の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:TRANsition2:CODE
説明
移行 2 ステップ ステップ同期出力の設定／取得

設定パラメタ<code> | MINimum | MAXimum<code> ::= <INT><INT> → ステップ同期出力：0～3，分解能 1
MINimum → 0
MAXimum → 3

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<INT>

設定例
SIM:TRAN2:CODE 1

クエリ例
SIM:TRAN2:CODE?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

224

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.39 移行 2（Trans2）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:トリガ出力（G4）の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:TRANsition2:TRIGger[:STATe]
説明
移行 2 ステップ トリガ（G2|4)の設定／取得

設定パラメタ<state> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効

クエリ・パラメタなし

応答形式<NBOL>

設定例
SIM:TRAN2:TRIG ON

クエリ例
SIM:TRAN2:TRIG?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

225

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.40 定常 2（Normal2）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:実行時間の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:NORMal2:TIME
説明
定常 2 ステップ ステップ時間の設定／取得
NORMal2 のショートフォームは NORM2 となり，”2”は省略できない

設定パラメタ<sim step time> | MINimum | MAXimum<sim step time> ::= <REAL><REAL> → ステップ時間：0.0010～999.9999，分解能 0.0001
MINimum → 0.0010
MAXimum → 999.9999

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
SIM:NORM2:TIME 10

クエリ例
SIM:NORM2:TIME?

応答例
10.0000

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

226

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.41 定常 2（Normal2）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:開始位相指定の有効／無効の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:NORMal2:PHASe:STARt:ENABle
説明
定常 2 ステップ 開始位相有効／無効の設定／取得
NORMal2 のショートフォームは NORM2 となり，”2”は省略できない

設定パラメタ<state> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効

クエリ・パラメタなし

応答形式<NBOL>

設定例
SIM:NORM2:PHAS:STAR:ENAB ON

クエリ例
SIM:NORM2:PHAS:STAR:ENAB?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

227

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.42 定常 2（Normal2）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:開始位相の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:NORMal2:PHASe:STARt[:IMMediate]説明
定常 2 ステップ 開始位相の設定／取得
NORMal2 のショートフォームは NORM2 となり，”2”は省略できない

設定パラメタ<phase> | MINimum | MAXimum<phase> ::= <REAL><REAL> → 位相：0.0～359.9，分解能 0.1
MINimum → 0.0
MAXimum → 359.9

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
SIM:NORM2:PHAS:STAR 0

クエリ例
SIM:NORM2:PHAS:STAR?

応答例
0.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

228

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.43 定常 2（Normal2）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:終了位相
指定の有効／無効の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:NORMal2:PHASe:STOP:ENABle
説明
定常 2 ステップ 終了位相有効／無効の設定／取得
NORMal2 のショートフォームは NORM2 となり，”2”は省略できない

設定パラメタ<state> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効

クエリ・パラメタなし

応答形式<NBOL>

設定例
SIM:NORM2:PHAS:STOP:ENAB ON

クエリ例
SIM:NORM2:PHAS:STOP:ENAB?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

229

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.44 定常 2（Normal2）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:終了位相の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:NORMal2:PHASe:STOP[:IMMediate]説明
定常 2 ステップ 終了位相の設定／取得
NORMal2 のショートフォームは NORM2 となり，”2”は省略できない

設定パラメタ<phase> | MINimum | MAXimum<phase> ::= <REAL><REAL> → 位相：0.0～359.9，分解能 0.1
MINimum → 0.0
MAXimum → 359.9

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<NR2>

設定例
SIM:NORM2:PHAS:STOP 0

クエリ例
SIM:NORM2:PHAS:STOP?

応答例
0.0

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

230

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.45 定常 2（Normal2）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:同期出力の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:NORMal2:CODE
説明
定常 2 ステップ ステップ同期出力の設定／取得
NORMal2 のショートフォームは NORM2 となり，”2”は省略できない

設定パラメタ<code> | MINimum | MAXimum<code> ::= <INT><INT> → ステップ同期出力：0～3，分解能 1
MINimum → 0
MAXimum → 3

クエリ・パラメタ[MINimum | MAXimum]
MINimum → 最小値の取得
MAXimum → 最大値の取得

応答形式
<INT>

設定例
SIM:NORM2:CODE 1

クエリ例
SIM:NORM2:CODE?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

231

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.46 定常 2（Normal2）ステップのパラメタ設定（エディットモード時に有効）:トリガ出力（G5）の設定／取得[:SOURce]:SIMulation:NORMal2:TRIGger[:STATe]
説明定常 2 ステップ トリガ（G5)の設定／取得
NORMal2 のショートフォームは NORM2 となり，”2”は省略できない

設定パラメタ<state> ::= <BOL><BOL> → 0/OFF：無効，1/ON：有効

クエリ・パラメタなし

応答形式<NBOL>

設定例
SIM:NORM2:TRIG ON

クエリ例
SIM:NORM2:TRIG?

応答例
1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源変動試験エディット状態でないと設定／問合せできない。

DP シリーズ

232

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.47 電源変動試験の初期化／読出し／保存（エディットモード時に有効）:電源変動試験データの初期化:TRACe|DATA:SIMulation:CLEar
説明
電源変動試験データの初期化の実行

設定パラメタ<sim memory> | MINimum | MAXimum<sim memory> ::= <INT><INT> → 0～50：編集中の電源変動試験データ

1～5：電源変動試験メモリ番号 1～5

MINimum → 0
MAXimum → 5

設定例
TRAC:SIM:CLE 1

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源機能が電源変動試験機能でないと実行できない。

DP シリーズ

233

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.48 電源変動試験の初期化／読出し／保存（エディットモード時に有効）:電源変動試験データ名の設定／取得:TRACe|DATA:SIMulation:NAME
説明
電源変動試験データ名の設定／取得

設定パラメタ{<sim memory> | MINimum | MAXimum},<name><sim memory> ::= <INT><INT> → 1～5：電源変動試験メモリ番号 1～5
MINimum → 1
MAXimum → 5<name> ::= <STR><STR> → 電源変動試験データ名
電源変動試験名は，1 バイト文字(半角英数字)で20 文字以下とする。
ただし，以下の 9 文字は使用できない。
\

/

:

*

?

"

<

>

|

クエリパラメタ<sim memory> | MINimum | MAXimum<sim memory> ::= <INT><INT> → 1～5：電源変動試験メモリ番号 1～5
MINimum → 1
MAXimum → 5

設定例
TRAC:SIM:NAME 1,”SIM1”

クエリ例
TRAC:SIM:NAME? 1

応答例“SIM1”

備考
システムロック／ワーニング中は設定を無視する。
システムロック中は問合せに対する応答メッセージを返さない。
電源機能が電源変動試験機能でないと設定できない。

DP シリーズ

234

取扱説明書(リモート制御)

4.2 個別プログラムコマンド説明

4.2.4.49 電源変動試験の初期化／読出し／保存（エディットモード時に有効）:電源変動試験データの読出し:TRACe|DATA:SIMulation:RECall
説明
電源変動試験データの読出しの実行

設定パラメタ<sim memory> | MINimum | MAXimum<sim memory> ::= <INT><INT> → 電源変動試験メモリ番号：1～5
MINimum → 1
MAXimum → 5

設定例
TRAC:SIM:REC 1

備考
システムロック／ワーニング中はコマンドを無視する。
電源機能が電源変動試験機能でないと実行できない。

4.2.4.50 電源変動試験の初期化／読出し／保存（エディットモード時に有効）:電源変動試験データの保存:TRACe|DATA:SIMulation:STORe
説明
電源変動試験データの保存の実行

設定パラメタ<sim memory> | MINimum | MAXimum<sim memory> ::= <INT><INT> → 電源変動試験メモリ番号：1～5
MINimum → 1
MAXimum → 5

設定例
TRAC:SIM:STOR 1

備考
システムロック／ワーニング中はコマンドを無視する。
電源機能が電源変動試験機能でないと実行できない。

DP シリーズ

235

取扱説明書(リモート制御)

5. プログラミング例
5.1 DP 電源制御プログラミング ···························· 237
5.2 連続出力機能の設定 ········································· 238
5.3 シーケンス機能の制御 ····································· 241
5.4 電源変動試験機能の制御 ································· 243
5.5 ステータス・レジスタの取得 ·························· 245
5.6 プログラム作成上の注意 ································· 247

DP シリーズ

236

取扱説明書(リモート制御)

5.1 DP 電源制御プログラミング

5.1

DP 電源制御プログラミング

パーソナルコンピュータから USB インタフェースを使って DP 電源のリモート制御を行う方法について説明します。
本説明の内容は，VISA（Virtual Instrument System Architecture）のプログラミングインタフェース，ならびに VISA のライブラリが対応するプログラミング言語を理解されていることを前提としております。
本プログラムは以下環境にて動作確認を行っています。
VISA ライブラリ：National Instrument 社の NI-VISA .net 16.0 ライブラリ※インストールする機能に「.NET4.0 開発サポート(NS)」を追加。
プログラミング環境：Microsoft 社 Visual Studio 2015 , .Net Framework 4.0 言語は C#
本章では下記の 3 種類の内容を説明します。
a) 連続出力の設定
電源機能モードを連続出力に切り替え，出力設定の後に出力を ON にします。その後，計測機能を使って出力計測値を読み取ります。
b) シーケンス機能の制御
電源機能モードをシーケンスに切り替え，予め本体内に保存されているシーケンスデー
タを読み出し，シーケンス実行を開始します。その後，計測機能を使って出力計測値を読み取ります。
c) 電源変動試験機能の制御
電源機能モードを電源変動試験に切り替え，予め本体内に保存されている電源変動試験
データを読み出し，電源変動試験を開始します。その後，計測機能を使って出力計測値を読み取ります。
d) ステータス・レジスタの取得
ワーニング・ステータス・トランジション・フィルタ，ワーニング・イベント・イネー
ブル・レジスタを設定後，ステータス・バイトを取得してワーニング状態を確認します。
なお，本説明はリモートコマンドの制御手順の理解を目的としていますので，プログラミン
グ時に一般的に考慮されるべきエラー検出処理や，変数などの初期化処理は省いております。
また，VISA ライブラリのインストールについては VISA ライブラリ提供元の資料をご覧下さい。

DP シリーズ

237

取扱説明書(リモート制御)

5.2 連続出力機能の設定

5.2

連続出力機能の設定

using System.Windows.Forms;// ＜処理の流れ＞// ■通信状態を初期化します。
// NI-VISA ライブラリの NameSpace 宣言
using NationalInstruments.VisaNS;// リソース文字列で DP 電源を検索
string[] strResNames;// NI-VISA ライブラリの VISA セッション生成
ResourceManager rm;
rm = ResourceManager.GetLocalManager();// VISA セッションを使って，DP 電源のシリアル番号を指定し// DP 電源との通信セッションを確立//// 実際のプログラムを開発される際は，例外処理を記述し，// catch で通信セッション確立時のエラーハンドリングを記述するようにしてください。
// NI-VISA ライブラリは，常にエラー発生時は例外へスローします。
//
strResNames = rm.FindResources("USB0::0x0D4A::0x001A::0000000::INSTR");
MessageBasedSession dp;
dp = new MessageBasedSession(strResNames[0]);// リモート状態に設定
new UsbSession(dp.ResourceName).ControlRen(RenMode.Assert);// デバイスクリア
dp.Clear();// エラーステータスクリア
dp.Write("*CLS");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);// ■電源機能を連続出力に設定します。
dp.Write(":SYSTem:CONFigure:MODE CONTinuous");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);

DP シリーズ

238

取扱説明書(リモート制御)

5.2 連続出力機能の設定// ■DP 電源を起動直後の初期状態に戻します。
// 出力設定を起動直後状態に戻します。
dp.Write("*RST");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);// ■出力モードを設定します。
dp.Write(":SOURce:MODE AC_INT");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);// ■出力レンジを設定します。
dp.Write(":SOURce:VOLTage:RANGe R100V");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);// ■出力波形を設定します。
dp.Write(":SOURce:FUNCtion:SHAPe:IMMediate SIN");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);// ■出力周波数を設定します。
dp.Write(":SOURce:FREQuency:IMMediate 50.00");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);// ■出力電圧を設定します。
dp.Write(":SOURce:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude 100.0");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);// ■出力を ON にします。
dp.Write(":OUTPut:STATe ON");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);// ■出力電圧の計測値を取得します。
string strMeasureVoltageRMS = "";strMeasureVoltageRMS = dp.Query(":MEASure:SCALar:VOLTage:RMS?");// ■出力電流の計測値を取得します。
string strMeasureCurrentRMS = "";strMeasureCurrentRMS = dp.Query(":MEASure:SCALar:CURRent:RMS?");// ■出力を OFF にします。
dp.Write(":OUTPut:STATe OFF");

DP シリーズ

239

取扱説明書(リモート制御)

5.2 連続出力機能の設定// リモート状態を解除
new UsbSession(dp.ResourceName).ControlRen(RenMode.Deassert);// ■通信を終了して，セッションを解放します。
dp.Terminate();dp.Dispose();DP シリーズ

240

取扱説明書(リモート制御)

5.3 シーケンス機能の制御

5.3

シーケンス機能の制御

using System.Windows.Forms;// ＜処理の流れ＞// ■通信状態を初期化します。
// NI-VISA ライブラリの NameSpace 宣言
using NationalInstruments.VisaNS;// リソース文字列で DP 電源を検索
string[] strResNames;// NI-VISA ライブラリの VISA セッション生成
ResourceManager rm;
rm = ResourceManager.GetLocalManager();// VISA セッションを使って，DP 電源のシリアル番号を指定し// DP 電源との通信セッションを確立//// 実際のプログラムを開発される際は，例外処理を記述し，// catch で通信セッション確立時のエラーハンドリングを記述するようにしてください。
// NI-VISA ライブラリは，常にエラー発生時は例外へスローします。
//
strResNames = rm.FindResources("USB0::0x0D4A::0x001A::0000000::INSTR");
MessageBasedSession dp;
dp = new MessageBasedSession(strResNames[0]);// リモート状態に設定
new UsbSession(dp.ResourceName).ControlRen(RenMode.Assert);// デバイスクリア
dp.Clear();// エラーステータスクリア
dp.Write("*CLS");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);// ■電源機能をシーケンスに設定します。
dp.Write(":SYSTem:CONFigure:MODE SEQuence");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);

DP シリーズ

241

取扱説明書(リモート制御)

5.3 シーケンス機能の制御// ■シーケンスメモリ 1 からシーケンスデータをリコールします。
dp.Write(":TRACe:SEQuence:RECall 1");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);// ■シーケンスデータをコンパイルします。
dp.Write(":TRIGger:SEQuence:COMPile");System.Threading.Thread.Sleep(1000);// ■出力を ON にします。
dp.Write(":OUTPut:STATe ON");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);// ■シーケンスを開始します。
dp.Write(":TRIGger:SEQuence:SELected:EXECute STARt");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);// ■出力電圧の計測値を取得します。
string strMeasureVoltageRMS = "";strMeasureVoltageRMS = dp.Query(":MEASure:SCALar:VOLTage:RMS?");// ■出力電流の計測値を取得します。
string strMeasureCurrentRMS = "";strMeasureCurrentRMS = dp.Query(":MEASure:SCALar:CURRent:RMS?");// ■出力を OFF にします。
dp.Write(":OUTPut:STATe OFF");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);// ■エディットモードにします。
dp.Write(":SOURce:SEQuence:EDIT");// リモート状態を解除
new UsbSession(dp.ResourceName).ControlRen(RenMode.Deassert);// ■通信を終了して，セッションを解放します。
dp.Terminate();dp.Dispose();DP シリーズ

242

取扱説明書(リモート制御)

5.4 電源変動試験機能の制御

5.4

電源変動試験機能の制御

using System.Windows.Forms;// ＜処理の流れ＞// ■通信状態を初期化します。
// NI-VISA ライブラリの NameSpace 宣言
using NationalInstruments.VisaNS;// リソース文字列で DP 電源を検索
string[] strResNames;// NI-VISA ライブラリの VISA セッション生成
ResourceManager rm;
rm = ResourceManager.GetLocalManager();// VISA セッションを使って，DP 電源のシリアル番号を指定し// DP 電源との通信セッションを確立//// 実際のプログラムを開発される際は，例外処理を記述し，// catch で通信セッション確立時のエラーハンドリングを記述するようにしてください。
// NI-VISA ライブラリは，常にエラー発生時は例外へスローします。
//
strResNames = rm.FindResources("USB0::0x0D4A::0x001A::0000000::INSTR");
MessageBasedSession dp;
dp = new MessageBasedSession(strResNames[0]);// リモート状態に設定
new UsbSession(dp.ResourceName).ControlRen(RenMode.Assert);// デバイスクリア
dp.Clear();// エラーステータスクリア
dp.Write("*CLS");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);// ■電源機能を電源変動試験に設定します。
dp.Write(":SYSTem:CONFigure:MODE SIMulation");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);

DP シリーズ

243

取扱説明書(リモート制御)

5.4 電源変動試験機能の制御// ■電源変動試験メモリ 1 から電源変動試験データをリコールします。
dp.Write(":TRACe:SIMulation:RECall 1");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);// ■電源変動試験データをコンパイルします。
dp.Write(":TRIGger:SIMulation:COMPile");System.Threading.Thread.Sleep(1000);// ■出力を ON にします。
dp.Write(":OUTPut:STATe ON");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);// ■電源変動試験を開始します。
dp.Write(":TRIGger:SIMulation:SELected:EXECute STARt");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);// ■出力電圧の計測値を取得します。
string strMeasureVoltageRMS = "";strMeasureVoltageRMS = dp.Query(":MEASure:SCALar:VOLTage:RMS?");// ■出力電流の計測値を取得します。
string strMeasureCurrentRMS = "";strMeasureCurrentRMS = dp.Query(":MEASure:SCALar:CURRent:RMS?");// ■出力を OFF にします。
dp.Write(":OUTPut:STATe OFF");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);// ■エディットモードにします。
dp.Write(":SOURce:SIMulation:EDIT");// リモート状態を解除
new UsbSession(dp.ResourceName).ControlRen(RenMode.Deassert);// ■通信を終了して，セッションを解放します。
dp.Terminate();dp.Dispose();DP シリーズ

244

取扱説明書(リモート制御)

5.5 ステータス・レジスタの取得

5.5

ステータス・レジスタの取得

using System.Windows.Forms;// ＜処理の流れ＞// ■通信状態を初期化します。
// NI-VISA ライブラリの NameSpace 宣言
using NationalInstruments.VisaNS;// リソース文字列で DP 電源を検索
string[] strResNames;// NI-VISA ライブラリの VISA セッション生成
ResourceManager rm;
rm = ResourceManager.GetLocalManager();// VISA セッションを使って，DP 電源のシリアル番号を指定し// DP 電源との通信セッションを確立//// 実際のプログラムを開発される際は，例外処理を記述し，// catch で通信セッション確立時のエラーハンドリングを記述するようにしてください。
// NI-VISA ライブラリは，常にエラー発生時は例外へスローします。
//
strResNames = rm.FindResources("USB0::0x0D4A::0x001A::0000000::INSTR");
MessageBasedSession dp;
dp = new MessageBasedSession(strResNames[0]);// リモート状態に設定
new UsbSession(dp.ResourceName).ControlRen(RenMode.Assert);// デバイスクリア
dp.Clear();// エラーステータスクリア
dp.Write("*CLS");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);// ワーニング・トランジション・フィルタの設定（正論理）
dp.Write(":STATus:WARNing:PTRansition 65535");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);

DP シリーズ

245

取扱説明書(リモート制御)

5.5 ステータス・レジスタの取得// ワーニング・イベント・レジスタの許可設定
dp.Write(":STATus:WARNing:ENABle 65535");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);// ■ステータス・バイトを取得してワーニング状態が検出されるか確認// ReadStatusByte()は繰り返して問合せを行わないと，レジスタの各ビットの変化を// 検出することができません。
// 実際のプログラミングではワーカースレッド化などでステータス・バイトの取得を// 行います。
StatusByteFlags sbFlag = 0;
sbFlag = dp.ReadStatusByte();short sFlag = (short)sbFlag;// ステータスに変化
if (sFlag != 0){// ワーニングのレジスタが検出されたか？
if ((sFlag & 2) == 2){// ワーニング状態の取得
string strWarn = "";strWarn = dp.Query(":STATus:WARNing:CONDition?");System.Threading.Thread.Sleep(1000);// ワーニング解除// DP 電源のワーニング画面表示もクリアされます。
dp.Write(":SYSTem:WRELease");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);}}// リモート状態を解除
new UsbSession(dp.ResourceName).ControlRen(RenMode.Deassert);// ■通信を終了して，セッションを解放します。
dp.Terminate();dp.Dispose();DP シリーズ

246

取扱説明書(リモート制御)

5.6 プログラム作成上の注意

5.6
a)プログラム作成上の注意
コンピュータからプログラムコマンド等の送信を途中で中断したとき，次のプログラムコ
マンドでエラーとなることがあります。途中で中断したときはデバイスクリアを行ってく
ださい。

b)

コンピュータから問合せメッセージを送った後に DP 電源をトーカに指定してデータの転送を開始してから，途中でコンピュータが受信を中断した場合，DP 電源が送信待ちのまま
動かなくなることがあります。途中で中断したときはデバイスクリアを実行してください。

c)

コンピュータから問合せメッセージを送った後に，DP 電源をトーカに指定せずに更に問合せメッセージを送ると，前の問合せに対する応答につながって(デリミタ無しに)，次の問
合せに対する応答が返ってくることがあります。
問合せメッセージを送った後に DP 電源をトーカにしないときは，デバイスクリアを実行
してください。

DP シリーズ

247

取扱説明書(リモート制御)

6. エラーメッセージ一覧
6.1 エラーメッセージ一覧 ····································· 249

DP シリーズ

248

取扱説明書(リモート制御)

6.1 エラーメッセージ一覧

エラーメッセージ一覧

6.1

エラーメッセージ一覧を表 6.1に示します。

表 6.1 エラーメッセージ一覧
ID
0
-100
-102

メッセージ
No error
Command error
Syntax error-103

Invalid separator-104

Data type error

-108
-109
-110
-111
-113
-120
-130
-140
-144
-150
-160
-200
-222
-300
-350
-363
-410
-420
-430
-440

エラーはありません。
不正なコマンドを受け取りました。
定義されていないコマンド又はパラメタを受け取りました。
不正なセパレータを受け取りました。

定義されていないコマンドもしくはパラメタを受け取った為，不正なコマンドして認識された。
Parameter not allowed
パラメタが多すぎます。
Missing parameter
パラメタが不足しています。
Command header error
コマンドヘッダに誤りがあります。
Header separator error
コマンドヘッダのキーワード・セパレータに誤りがあります。
Undefined header
受信文字列中に無効なヘッダが含まれています。
Numeric data error
数値パラメタに誤りがあります。
Suffix error
数値パラメタのサフィックスに誤りがあります。
Character data error
ディスクリート・パラメタに誤りがあります。
Character data too long
ディスクリート・パラメタが長すぎます。
String data error
文字列パラメタに誤りがあります。
Block data error
ブロック・パラメタに誤りがあります。
Execution error
コマンド実行時にエラーを検出しました。
Data out of range
コマンドのパラメタが設定可能な範囲を外れています。
Device-specific error
デバイス固有のエラーです。
Queue overflow
エラー・キューがオーバフローしたため，新たなエラーを保持できなくなりました。
Input buffer overrun
コマンド入力バッファがオーバフローしました。
Query INTERRUPTED
新ｓたな応答メッセージが出力キューに入ったため，以前の応答メッセージが失われました。
Query UNTERMINATED トーカ指定されましたが，出力キューに応答メッセー
ジがありません。
Query DEADLOCKED
送受信がデッドロックしました。送信を中止します。
Query UNTERMINATED 応答を要求する順番が間違っています。
after indefinite response

2

Invalid in This Output
Mode

3

Invalid with Output ON

4

Invalid with Output OFF

DP シリーズ意味

この出力モードでは設定（実行）できません。出力モードを変更してください。
出力オン状態では設定（実行）できません。出力オフにしてから設定(実行)してください。
出力オフ状態では設定（実行）できません。出力オンにしてから設定（実行）してください。

249

取扱説明書(リモート制御)

6.1 エラーメッセージ一覧
5

Busy

6

Invalid with Remote
Control

13

Auto Cal Disabled

15

AGC Disabled

20

Invalid

ビジー状態のため設定（実行）できません。ビジーア
イコンの表示が消えてから実行してください。
リモート制御状態のため設定（実行）できません。ローカル制御状態にしてから設定（実行）してください。
補正動作範囲を外れたため，オートキャル設定がオフになりました。
補正動作範囲を外れたため，AGC 設定がオフになりました。
設定（実行）可能な条件ではありません。

24

USB Memory
Unconnected

USB メモリが接続されていません。USB メモリを接続
してください。

25

USB Memory Removed
illegally26

USB Memory AccessError

USB メモリがイジェクト操作前に取り外されました。
USB メモリを取り外す前に，イジェクト操作を行ってください。
USB メモリのアクセスエラーが発生しました。

27

Too Many Files

29

Sync Frequency
Unlocked

30

Remote Controller Error

31

Internal Memory Error

32

Calibration Data Error
ME

33

Line Overvoltage

34

Line Undervoltage

35Line Frequency Error

36

Communication FailurePU

37Communication FailureME

38Communication Failure
SC

40

Polyphase Connection
Timeout

DP シリーズ

USB メモリ内のファイル数が多すぎます。各フォルダ
内のファイルは 500 個以内にしてください。
同期周波数にロックしていない状態のため，出力オンできません。
リモートコントローラとの通信ができません。リモー
トコントローラケーブルが正しく接続されているか確認してください。
内部メモリにエラーが発生しました。
調整データの異常です。電源を再投入してください。
それでも発生する場合は，ご購入いただいたときの販売元（当社又は当社代理店）までご連絡ください。
電源入力電圧が過大です。電源入力が適切か確認してください。
電源入力電圧が不足しています。電源入力が適切か確認してください。
電源入力の周波数が異常です。電源入力が適切か確認
してください。
ファームウェアとパワーユニット間の通信異常です。
電源を再投入してください。それでも発生する場合
は，ご購入いただいたときの販売元（当社又は当社代理店）までご連絡ください。
ファームウェアと出力計測部の通信異常です。電源を再投入してください。それでも発生する場合は，ご購入いただいたときの販売元（当社又は当社代理店）までご連絡ください。
多相システムの通信異常です。システムケーブルが正しく接続されているか確認してください。
多相システムで規定時間を過ぎても接続先を認識できません。システムケーブルが正しく接続されているかを確認し，すべてのキャビネットの電源を 20 秒以内に投入してください。単相モデルと多相モデルを接続している場合の単相モデルにもこのエラーが発生
します。

250

取扱説明書(リモート制御)

6.1 エラーメッセージ一覧

47

Mismatched Firmware Ve 多相システムで各筐体のメインファームウェアのバ
rsionsージョンが一致していません。
Mismatched Cabinet Con 多相システムで各相の出力容量が一致していません。
nectInhibited Cabinet Connec 多相モデルをシステムケーブルで接続しています。多t相モデルは単体で使用してください。
No Available Power Unit 起動できるパワーユニットがありません。

68

PU-ON Setting Updated

パワーユニット通電設定が更新されました。

69

前回と異なる相構成を検出しました。

82

Polyphase Connection
UpdatedSequence Compile Error

83

Simulation Compile Error

電源変動試験のコンパイルに失敗しました。

84

ファームウェアがアップデートされました。

87

System Updated Please
RebootSystem Updated Please
RebootUnbalanced Line Voltage

88

12V Error

41
45
46

85

DP シリーズ

シーケンスのコンパイルに失敗しました。

ファームウェアがアップデートされました。
多相システムで，電源電圧が異なるキャビネットが存在します。同一の電源電圧にしてください。
内部補助電源異常です。

251

取扱説明書(リモート制御)

7. 仕様7.1 インタフェース機能 ········································· 253
7.2 GPIB バスドライバ ··········································· 253
7.3 使用コード ······················································· 254
7.4 インタフェースメッセージに対する応答 ········ 254
7.5 マルチラインインタフェースメッセージ ········ 255
7.5 マルチラインインタフェースメッセージ ········ 255
7.6LXI 対応機能一覧 ··············································· 256

DP シリーズ

252

取扱説明書(リモート制御)

7.1 インタフェース機能

7.1

インタフェース機能

表 7.1インタフェース機能
ファンクション

サブセット

内

容

ソースハンドシェーク

SH1

送信ハンドシェイク全機能あり

アクセプタハンドシェイク

AH1

受信ハンドシェイク全機能あり

トーカ

T6

基本的トーカ機能，
MLA によるトーカ解除

リスナ

基本的リスナ機能，L4

MTA によるリスナ解除
サービス・リクエスト

USBTMC

SR1

サービス・リクエスト全機能あり

GPIB

SR0

サービス・リクエスト機能なし

リモート／ローカル

RL1

リモートローカル全機能あり

パラレルポール

PP0

パラレルポール機能なし

デバイスクリア

DC1

デバイスクリア全機能あり

デバイストリガ

DT0

デバイストリガ機能なし

コントローラC0

コントローラ機能なし

・RS232 と LAN インタフェースは上記機能には全て対応しておりません。

7.2

GPIB バスドライバ

表 7.2バスドライバ仕様

DP シリーズ

データバス

DIO1～8

ハンドシェイクバス

NRFD，NDAC，DAV

管理バス

SRQ
EOI

253

オープンコレクタ
オープンコレクタ
トライステート
オープンコレクタ
トライステート

取扱説明書(リモート制御)

7.3 使用コード

7.3

使用コード

DP 電源がリスナ時に受付け可能なコードは，バイナリ形式のデータを受信するとき以外はISO7 ビットコード(JIS/ASCII)で，8bit データの MSB(パリティ等)は無視します。また，プロ
グラムコードは大文字と小文字の区別はなくいずれでも解釈実行します。ただし，<CR>，<LF>，<TAB>を除く制御文字(16 進で以下のコード：0～8，B，D～1F，7F)は無視します。
トーカ時の送信コードは，バイナリ形式のデータを送信するとき以外は ISO7 ビットコード(JIS／ASCII)で，パリティなしです。(8bit データの MSB = 0)なお，プログラムコード中のア
ルファベットはすべて大文字で送信します。
バイナリ形式のデータを送受信するときは，8bit のすべてのビットパターンが有効で，(あらゆる制御コードを含む)IEEE 浮動小数点標準フォーマットに対応します。

7.4

インタフェースメッセージに対する応答

表 7.3インタフェースメッセージに対する応答・GPIB インタフェースを初期化する。
IFC

・指定されているリスナ，トーカを解除する。

DCL および SDC ・GPIB 用入出力バッファをクリアする。

DP シリーズ

LLO

・パネル面の LOCAL キーを無効にする。

GTL

・ローカル状態にする。

254

取扱説明書(リモート制御)

7.5 マルチラインインタフェースメッセージ

マルチラインインタフェースメッセージ

7.5
*2

b7
b6
b5
カラム

0
0
0
0
1
1
1
1
*1
0 MSG 0 MSG 1 MSG 1 MSG 0 MSG 0 MSG 1 MSG 1 MSG
0
1
0
1
0
1
0
1
6

7

DLE

SP

0

@

P

`

p

1

A

Q

a

q

b

r

b4 b3 b2 b1

列

0

0

0

0

0

NUL

0

0

0

1

1

SOH GTL DC1 LLO

!

0

0

1

0

2

STX

DC2

"

0

0

1

1

3

ETX

DC3

#

0

1

0

0

4

EOT SDC DC4 DCL

0

1

0

1

5

0

1

1

0

6

0

1

1

1

1

0

0

1

0

1

$

*3
ENQ
NAK PPU %
PPC

2
3
4
5
6

B
C
D
E

R
S
T
U

c
d
e

s
t
u

ACK

SYN

&

7

BEL

ETB

'

0

8

BS GET CAN SPE

(

0

1

9

HT TCT EM SPD

)

0

1

0

10

LF

SUB

*

1

0

1

1

11

VT

ESC

+

1

1

0

0

12

FF

FS

,

<

L

*4

l

1

1

0

1

13

CR

GS

-

=

M

]

m

}

1

1

1

0

14

SO

RS

.

>

N

^

n

~

1

1

1

1

15

SI

US

/

? UNL O

アドレス
コマンド
グループ
(ACG)

ユニバーサル
コマンド
グループ
(UCG)

7
8
9
:
;

リスナ
アドレス
グループ
(LAG)

F
G
H
I
J
K

V
W
X
Y
Z
[

f
g
h
i
j
k

_ UNT o

v
w
x
y
z
{
|

意味は一次コマンドによって定義される

5

意味は一次コマンドによって定義される

4

機器に割り当てられるリスナアドレス

3

機器に割り当てられるトーカアドレス

2

機器に割り当てられるリスナアドレス

1

機器に割り当てられるリスナアドレス

0

DEL

トーカ
アドレス
グループ
(TAG)

一次コマンドグループ(PCG)

二次コマンドグループ(SCG)

図 7.1マルチラインインタフェースメッセージ

注：*1 MSG はインタフェースメッセージ

TCT ：Take Control*2 b1=DIO1･･･b7=DIO7。DIO8 は使用しない

LLO ：Local Lockout*3 二次コマンドを伴う

DCL ：Device Clear*4 IEC 規格は“\”，JIS は“¥”

PPU ：Parallel Poll Unconfigure

GTL ：Go To Local

SPE ：Serial Poll Enable

SDC ：Selected Device Clear

SPD ：Serial Poll Disable

PPC ：Parallel Poll Configure

UNL：Unlisten

GET ：Group Execute Trigger

UNT：Untalk

DP シリーズ

255

取扱説明書(リモート制御)

7.6 LXI 対応機能一覧

LXI 対応機能一覧

7.6(Recommendation 及び Permission)
LXI Version 1.4 Core 2011

章番号

機能

対応

7.1.1 Gigabit Ethernet

×

7.2.1 MAC Address Visible While in Rack○

7.4 Incorporate Auto-MDIX○

7.6.1 Provide Override for Auto-Negotiation
8.1.1

LXI Devices should also support IPv6 to ensure
long-term network compatibility

××

8.4 Provide Way to Disable ICMP Ping Responder×

8.5 Support ICMP Ping Client

×8.6.2 30-Second DHCP Timeout

×

8.6.4 Accept the First DHCP Offer Received○

8.6.5.1

Additional DHCP Options Allowed for LXI Device
Updates×8.6.8 Provide Manual DNS IP Address Entry

×

8.6.9 User Configured Hosts File Allowed×

8.8 Check Network Configuration Values for Validity○

8.9 Single Hostname for All Naming Services○

8.11 Support Dynamic DNS Hostname Registration

×8.11.1 Provide User Control of Dynamic DNS Registration
8.12 Provide DNS Client
8.13.1××

LAN Configuration Initialize (LCI) Additional
Settings

9.1.2 Web Server Root Document○○

9.2.1.1 LXI Device Address String Label
9.2.2 Web Page Title○
×9.2.3.1 How To Determine Actual Hostname with Unicast DNS

×9.2.3.4 If both DNS and mDNS are enabled

×

9.3.1

No password protection for device identification
indicator○

9.4.1 Status Page Link on the Welcome Page

×9.5.1 Default Description for LXI Device○

9.5.2 Auto-Negotiate Enable/Disable Through Web Page○

DP シリーズ

256

取扱説明書(リモート制御)

7.6 LXI 対応機能一覧

9.5.3 Ping Enable/Disable Through Web Page○

9.5.4 Other Information on the LAN Configuration Page○

9.5.5 Disable Switch for LAN Configuration Page

×9.5.6 mDNS Enable/Disable Through Web Page○

9.7 Status Web Page Contents

×

9.7.1 Other Information on the Status Web Page

×9.8.1 Blank password○

9.10 LXI Web Interface Example

×9.11 LXI Device Control Using Web Page○

9.12 Software/Firmware Upgrade Using Web Interface○

9.13 LXI Glossary○

10.1.2.1 Additional VXI-11 and SCPI Support Is Optional

×10.2.1 HTTP Redirection

×

10.3.2 Default mDNS Hostname○

10.4.2.2 Default Service Name○

10.4.3.5 TXT Record Key Default Values

×

10.4.3.9 Maximum Length of TXT Record○

10.4.3.10 Additional Service Advertisements○

10.4.3.12 Additional Service Advertisement Order×

DP シリーズ

257

取扱説明書(リモート制御)

お 願 い• 取扱説明書の一部又は全部を，無断で転載又は複写することは固くお断りします。
• 取扱説明書の内容は，将来予告なしに変更することがあります。
• 取扱説明書の作成に当たっては万全を期しておりますが，内容に関連して発生した損害などについては，その責任を負いかねますのでご了承ください。
もしご不審の点や誤り，記載漏れなどにお気付きのことがございましたら，お求
めになりました当社又は当社代理店にご連絡ください。

プログラマブル交流電源
DP シリーズ
取扱説明書（リモート制御）
株式会社 エヌエフ回路設計ブロック〒223-8508 横浜市港北区綱島東 6-3-20
TEL 045-545-8111(代)
http://www.nfcorp.co.jp/
C Copyright 2009-2019, NF Corporation◯
E

A