低雑音電圧増幅器
SA-200 シリーズ 主要定格
シングルエンド（片線接地）入力

DC〜
800kHzSA-200F3

1kHz〜
80MHz

超低雑音増幅器

入力形式（SMAコネクタ） 直流結合、不平衡片線接地入力

SA-220F5

超低雑音FET増幅器

SA-240F5DC〜
20MHz

SA-230F5DC〜20MHz

低雑音FET増幅器

100Hz〜250MHz

超低雑音増幅器

SA-250F6

1kHz〜
500MHz低雑音増幅器SA-251F6低雑音増幅器

入力部

直流結合、不平衡片線接地入力

交流結合、不平衡片線接地入力

交流結合、不平衡片線接地入力

交流結合、不平衡片線接地入力

入力インピーダンス

1k / 10k / 100kΩ±5％(DC) // 150pF 以下 1MΩ±5％(5kHz) // 57pF typ.

1MΩ / 100MΩ / 開放 // 60pF typ.

50Ω±5％ (100kHz)50Ω(1MHz)50Ω(1MHz)

最大入力電圧±0.5V±1.0V±1.0V

±1.0V

±0.7V

±0.7V

入力換算雑音電圧密度0.7nV/ Hz 以下(1kHz)

0.7nV/ Hz 以下(100kHz)

1.2nV/ Hz (1kHz）

0.35nV/ Hz 以下(100kHz)

0.25nV/ Hz typ.(1MHz)

0.25nV/ Hz typ.(1MHz)(入力端短絡)0.5nV/ Hz typ.(1kHz)

0.5nV/ Hz typ.(10kHz 〜 1MHz)

入力換算雑音電流密度

2.2pA / Hz typ.(10kHz)

200fA / Hz typ.(100kHz)

5pA / Hz typ.(100kHz)

5pA / Hz typ.(1MHz)

8pA / Hz typ.(1MHz)

0.7dB 以下 0.6dB typ.(10MHz)

0.6dB(10MHz)

0.9dB(10MHz)

1.0dB 以下 0.8dB typ.(100MHz)

1.0dB(250MHz)1.8dB(500MHz)

交流結合、不平衡片線接地入力(増幅器焼損電圧)
0.25nV/ Hz typ.(10kHz 〜 1MHz)
5fA / Hz(10Hz）

雑音指数(50Ωシステム)

1.2dB(250MHz)

出力部
増幅部

出力形式（SMAコネクタ） 直流結合、不平衡片線接地出力

交流結合、不平衡片線接地出力

直流結合、不平衡片線接地出力

交流結合、不平衡片線接地出力

交流結合、不平衡片線接地出力

交流結合、不平衡片線接地出力

最大出力電圧±10V、1kΩ(1kHz)

2.0Vp-p、50Ω(1kHz 〜 20MHz)±10V、1kΩ

1.8Vp-p、50Ω(1kHz 〜 20MHz)

2.0Vp-p

2.0Vp-p

出力インピーダンス

50Ω±5％(DC)50Ω±5％(100kHz)50Ω(1kHz）

50Ω±5％(100kHz)50Ω(1MHz)50Ω(1MHz)

電圧利得

40±0.5dB、1MΩ(1kHz)

46±0.5dB、50Ω(1MHz)40dB±0.1dB 以内(1kHz）

46±0.5dB、50Ω(20MHz)

40±0.5dB(1MHz)

40±0.5dB(1MHz)

電圧利得周波数特性

DC 〜 800kHz：+0.5dB,−3dB typ.

1kHz〜 80MHz：+0.5dB,−3dB

DC 〜 20MHz：+0.5dB,−3dB

1kHz 〜 100MHz：+0.5dB,−3dB

100Hz 〜 250MHz（1MHz基準）

1kHz 〜 500MHz（1MHz基準）

高調波ひずみ率0.009% typ.(1kHz,±10V)

0.004%(2Vp-p）

インタセプトポイント+30dBm typ.(68MHz)

一般事項

電源入力

貫通コンデンサを通して供給

貫通コンデンサを通して供給

ヒロセ電機 HR10-7R-4P(73)コネクタ

貫通コンデンサを通して供給

ヒロセ電機 HR10-7R-4P（73）ヒロセ電機 HR10-7R-4P（73）動作電源電圧範囲±15V±5％±15V±5％±15V±1V+15V±5％+15 ±1V以内+15 ±1V以内

消費電流(無信号時)±50mA 以下

+65mA typ. +75mA 以下±45mA+55mA 以下+50mA+65mA（無信号時）

ー10mA typ. −15mA 以下±75mA 以内(最大時)0℃ 〜 40℃

0℃ 〜 40℃+65mA以下
0℃ 〜 40℃+85mA以下

0℃ 〜 40℃

動作温度範囲

0℃ 〜 40℃

保存温湿度範囲−10℃ 〜 50℃ 10％ 〜 80％RH（結露なきこと） −10℃ 〜 50℃ 10％ 〜 80％RH（結露なきこと） −10℃ 〜 50℃ 5％ 〜 95％RH（結露なきこと）−10℃ 〜 50℃

外形寸法(mm)

68(W)×43(D)×17.6(H)

68(W)×43(D)×28(H)

76(W)×50(D)×25(H)

68(W)×43(D)×17.6(H)

76(W)×50(D)×25(H)

76(W)×50(D)×25(H)

質 量

約90g

約130g

約105g

約90g

約140g

約140g

付属品

取扱説明書、ボトムプレート

10％ 〜 80％RH（結露なきこと） −10℃ 〜 50℃

0℃ 〜 40℃
5% 〜 95%RH（結露なきこと）−10℃ 〜 50℃

5% 〜 95%RH（結露なきこと）(突起部、ボトムプレート除く)

特記無き場合、電源電圧 ±15 V（SA-230F5、SA-250F6、SA-251F6は ＋15V）、温度 23℃±5° ● 推奨電源 低雑音直流電源 LPシリーズ ※電源の出力ケーブルはオプション（機種にあわせて3種類から選択）

SA-400シリーズ 主要定格差動入力

DC〜1MHz

SA-410F3

1kHz〜70MHz

低雑音差動増幅器

入力形式（SMAコネクタ） 直流結合、平衡差動入力

SA-420F5

超低雑音差動FET増幅器

交流結合、平衡差動入力

30Hz〜30MHz

SA-421F5

SA-440F5

DC〜20MHz

超低雑音差動FET増幅器

1kHz〜100MHz

低雑音差動FET増幅器

交流結合、平衡差動入力

直流結合、平衡差動入力

SA-430F5

超低雑音差動増幅器

交流結合、平衡差動入力

入力部

入力インピーダンス

1k / 10k / 100kΩ ±5%以内 // 100pF typ. 1MΩ ±5%（1kHz）// 15pF typ.

1MΩ ±5%（1kHz）// 85pF typ.

1MΩ / 100MΩ / 開放 // 60pF typ.

50Ω ±5%（100kHz）

最大入力電圧

差動入力 : ±1V

差動入力 : DC±10V or AC4Vp-p

差動入力 : DC±10V or AC4Vp-p

差動入力 : ±1V±2.0V(増幅器焼損電圧)同相入力 : ±15V

同相入力 : DC±10V or AC6Vp-p

同相入力 : DC±10V or AC6Vp-p

同相入力 : ±7.5V

CMRR(入力換算)

110dB 以上（55Hz） 80dB typ.（100kHz） 55dB 以上（1kHz 〜 10MHz)

46dB 以上（1kHz 〜 10MHz)

90dB 以上(10Hz〜10kHz）、60dB (1MHz）

80dB 以上(100kHz),90dB typ. (100kHz) 80dB typ.(10MHz)

入力換算雑音電圧密度0.75nV/ Hz typ.（1kHz)

1.2nV/ Hz 以下（100kHz)

0.7nV/ Hz 以下（100kHz)

1.8nV/ Hz (1kHz）

0.45nV/ Hz 以下（100kHz)

0.9nV/ Hz typ.（100kHz 〜 10MHz)

0.5nV/ Hz typ.（100kHz 〜 10MHz)

100fA / Hz typ.（1kHz)

100fA / Hz typ.（100Hz)(入力端短絡)入力換算雑音電流密度

4.5pA / Hz typ.（10kHz)(差動入力 / 同相入力)

オプション
PA-001-2985：
SMAショートプラグ(SA-200シリーズ／SA-400シリーズ、保守用）

PA-001-2986：
SMA-BNC変換アダプタ(SAシリーズ共通）

0.35nV/ Hz typ.（10kHz 〜 1MHz)
25fA / Hz (100Hz）

7.0pA / Hz typ.（100kHz)
1.25dB 以下 1.10dB typ.(10MHz）

雑音指数(50Ωシステム)

1.75dB 以下 1.40dB typ.(100MHz）
出力部
増幅部

出力形式（SMAコネクタ） 直流結合、不平衡片線接地出力

交流結合、不平衡片線接地出力

交流結合、不平衡片線接地出力

直流結合、不平衡片線接地出力

交流結合、不平衡片線接地出力

最大出力電圧±10V、1kΩ（1kHz）

2.0Vp-p、50Ω（1kHz 〜 20MHz）

2.0Vp-p、50Ω（100Hz 〜 20MHz）±10V、1kΩ

2.0Vp-p、50Ω（1kHz 〜 20MHz）

出力インピーダンス

50Ω±5%（100Hz）50Ω±5%（100kHz）50Ω±5%（100kHz）50Ω（1kHz）

50Ω±5%（100kHz）

電圧利得

40±0.2dB、1MΩ（1kHz）

46±0.5dB、50Ω（1MHz）

46±0.5dB、50Ω（1MHz）

40dB ±0.1dB 以内 (1kHz）

46±0.5dB、50Ω（100kHz）

電圧利得周波数特性

DC〜 1MHz：+0.5dB, −3dB

1kHz 〜 70MHz：+0.5dB, −3dB

30Hz 〜 30MHz：+0.5dB, −3dB

DC 〜 20MHz：+0.5dB, −3dB

1kHz 〜 100MHz：+0.5dB, −3dB

高調波ひずみ率0.004% typ.（1kHz, ±10V）

接続イメージ0.006%(2Vp-p）±28dBm typ. (68MHz）

インタセプトポイント一般事項

電源入力

ヒロセ電機 HR10-7R-4P（73）コネクタ

貫通コンデンサを通して供給

貫通コンデンサを通して供給

ヒロセ電機 HR10-7R-4P(73)コネクタ

貫通コンデンサを通して供給

動作電源電圧範囲±15V±1V±15V±5%±15V±5%±15V±1V±15V±5%消費電流(無信号時)±45mA typ.

+54mA typ. +70mA 以下+74mA typ. +90mA 以下±55mA+55mA typ. +65mA 以下±75mA 以内（最大出力電圧，負荷1kΩ)−25mA typ. −40mA 以下−64mA typ. −80mA 以下±75mA 以内(最大時)−30mA typ. −45mA 以下

動作温度範囲

0℃ 〜 40℃+5℃ 〜 +35℃

+5℃ 〜 +35℃

0℃ 〜 40℃

0℃ 〜 +40℃

保存温湿度範囲−10℃ 〜 50℃ 5％ 〜 95％RH（結露なきこと） −10℃ 〜 50℃ 5％ 〜 95％RH（結露なきこと） −10℃ 〜 50℃ 5％ 〜 95％RH（結露なきこと）

外形寸法(mm)

76(W)×50(D)×21.1(H)

68(W)×43(D)×28(H)

68(W)×43(D)×28(H)

76(W)×50(D)×25(H)

68(W)×43(D)×28(H)

質 量

約105g

約100g

約100g

約120g

約130g

付属品

取扱説明書、ボトムプレート、SMAショートプラグ−10℃ 〜 50℃

5％ 〜 95％RH（結露なきこと）−10℃ 〜 50℃(突起部、ボトムプレート除く)

特記無き場合、電源電圧 ±15 V、温度 23℃±5°● 推奨電源

低雑音直流電源 LPシリーズ ※電源の出力ケーブルはオプション（機種にあわせて3種類から選択）

10％ 〜 80％RH（結露なきこと）※このカタログの記載内容は、2022年4月22日現在のものです。
●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
●表示価格には消費税は含まれておりません。
●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。