色素性皮膚疾患治療

PQX Pico Laser[ P Q X ピ コレ ー ザ ー ]N d : Y A Gレー ザ ー先 進 的 な テクノロ ジ ー を 集 結した
世 界 最 小 ク ラ ス の ピ コレ ー ザ ー
Fotona社製のPQX ピコレーザーは、350ピコ秒の超短パルスからなる非常に高いピークパワーにより、周囲組織へのダメージを抑えた効率的な治療を実現するピコ秒レーザーです。
表在性から深在性の色素性皮膚疾患をはじめ、複数色の刺青除去まで、1台で多様な治療を実現します。

適応症例●老 人 性 色 素 斑 ※●雀 卵 斑 ※●扁 平 母 斑 ※●肝 斑 ※※●遅 発 性 両 側 性 太 田 母 斑 様 色 素 斑（ADM）●太 田 母 斑●刺 青※●異 所 性 蒙 古 斑● アートメイク※●外 傷 性 色 素 沈 着 症等

※保険適用外診 療 報 酬につ いてQスイッチ付ヤグレーザー照射療法は、太田母斑、異所性蒙古斑又は外傷性色素沈着症に対して行った場合に算定できます。
（令和4年診療報酬点数表による）

最 短クラスのピコ秒 発 振でワンランク上 の 治 療を実 現する「 P Q X ピコレー ザ ー 」

作用する532nmと、メラニン吸収が穏やかで、深達性の高い694nm(ruby)

メラニン色素への吸収が高く、浅い層のターゲットに効率よく1064nmの2つの波長を搭載し、幅広い適応に対応します。
400500600755nm(alexandrite)

吸光度700メラニン

1064nm(Nd:YAG)

酸化ヘモグロビン

532nm(KTP)

5 3 2 n m・1 0 6 4 n m

800

900

1000

1500

波長(nm)
Clinical Photomedicine (p.29), by Lim HW, Soter NA, et al., 1993,New York: CRC Press. Copyright © 1993 by Marcel Dekker Inc.

超 短 パ ルス 3 5 0ピコ秒
メラノソームの応力緩和時間よりも短いパルス幅で照射するため、光熱作用・衝撃波の影響がより少なく、選択的、かつ効率的に色素を粉砕し、周囲組織へのダメージを抑えます。
ピ ークパワーと到 達 の 違 い
同じ波 長・フルエンスで比 較した場合

高 ピ ークパ ワ ーピークパワー
（W）

イメージ図

ピークパワー（W）
Qsw Nd:YAGの8約倍のピークパワー

短いパルス幅にエネルギーを瞬間的に集中させ、非常に高いピークパワーを安定して照射できるように設計されています。
強力なエネルギーを持つ光は、十分な数の光子が皮膚の深部まで到達し、深在性色素性皮膚疾患に高い反応を示します。

十分な数の光子が到達350psec

時間（sec）

5nsec

時間（sec）

使いやすさを追求

簡 単 操 作 のタッチパネルGreen532

PICOGreen大きな画面で、誰でも簡単に直感的に操作することができます。
ショットカウンター機能、よく使うパラメータ登録機能、治療記録機能を搭載しています。

J/cm 20.5

動かしやすい O P T O ﬂ e x ® アーム
人間工学に基づいて設計されたアーム（特許取得）は､ウェイトがなく軽いため、非常にスムーズな動きで術者の負担を軽減し、操作性を高めます。

ワイヤレスフットスイッチ標 準 装 備
ワイヤレスフットスイッチ※で、コードが邪魔になりません。本体にも収納可能です。
※コードの 接 続も可 能です。

速い起動時間起動時のわずらわしさを軽 減します。

100V電源
1 0 0 V の 電 源で使 用でき、設 置 のための 特 別 な 工 事は必 要 ありませ ん 。
200Vでも使用可能です。

Hz0mm

2.80.503.010010自動認識機能付き
ハ ンドピ ー ス

Green

本 体 が ハ ンドピ ー ス を 自 動 的 に 認 識し 、ヒューマンエラーの防止に役立ちます。

BlackDuo

波長Gr een

B la c k

Duo

532nm

1064nm532nm / 1064nm

3×3,4×4,8×8mm（標準）6×6,10×10mm（オプション）

3×3,4×4,8×8mm（標準）6×6,10×10mm（オプション）

φ1,2,3mm（オプション）

形状
スポットサ イ ズ

位 置 決めが 容 易 なガイド光
照射位置と照射範囲を示し、照射の位置決めや患部に合わせたスポットサイズの決定が容易です。
また、濃淡を簡単に調節することができます。

世 界 最 小クラス ※※ピコ秒レー ザ ー

175cm

最 適 構 造 設 計による軽 量・小 型 化
設 計・開 発・製 造 ま で 一 貫した 生 産 体 制 に より、こ れ ま で 難しかった
軽 量・小 型 化 を 実 現しました 。
設 置に場 所 をとらず 、簡 単に移 動 できます 。

スピ ー ディで 効 率 的 な 治 療
低フルエンスから高フルエンスまで設定幅が広く、症状に適したフルエンスを選択して治療することができます。

高 い 繰 返し周 波 数 1 0 H z
最大10Hz ※ の繰返し周波数を設定でき、広範囲の部位でも短時間で照射することができます。
※ 照 射 条 件による四 角 形で大きなスポットサイズ
治療時間を短縮するとともに、整列照射しやすく、照射もれや重ね射ちを防ぐ照射イメージことができます。使い勝手のよい3mmから最大10mmまでご用意しています。

3mm

4mm

6mm

8mm

四角形

10mm

※実寸大円形（照射もれ・重ね射ち例）ピ コ 秒レ ー ザ ー に つ い て

光 熱 作 用と光 音 響 作 用
パルス幅が長いほど光熱作用が強くなり、パルス幅が短いほど光音響作用が強くなるといわれています。
光音響作用が主体となる超短パルスのピコセカンドレーザーは、より効率よくターゲットを粉砕するとともに、周囲組織への熱や空胞によるダメージを抑えると考えられています。

光 音 響 作 用イメージレーザー

衝撃波の発生

衝撃波の伝導メラニン顆粒の残骸
空胞変性

メラニン
顆粒レーザーを照射。
メラニン顆粒上部からレーザーエネルギーが吸収される。

レーザーエネルギーによってメラニン顆粒を構成する分子の温度が急激に上昇、熱膨張による応力で上部が局所的に破壊され、衝撃波が発生する。

ピコ秒単位の照射では、メラニン顆粒
上部の熱が周囲（下方）へ伝導するよりも速く衝撃波（音速）が伝わり、顆粒全体を破壊するものと考えられている。

衝撃波によって空胞が形成される。
メラニン顆粒の残骸は、表皮ではターンオーバーにより排出され、真皮では貪食細胞により貪食される。

空 胞 形 成イメージ

ピコ秒

ナノ秒

ナノ秒単位の照射よりも低いフルエンスで効率よくターゲットを粉砕できるため、空胞化が小さく、周囲組織のダメージを最小限に抑えると考えられている。

ピコ秒

裂隙は認められず、小さな複数の空胞形成が見られた。

ナノ秒

表 皮と真 皮 の 境 界に部 分 的 な裂隙が認められた。

参考文献
河 野 太 郎 ; 今 川 孝 太 郎 ; 宮 坂 宗 男 . 超 短 パ ルス（ピコ秒 ）発 振レー ザ ー . A e s t h e t i c D e r m a t o l o g y V o l . 2 5 ，2 0 1 5：4 1 2 〜 4 1 6 .
今 川 孝 太 郎 ; 河 野 太 郎 . ピコ秒レー ザ ーによる老 人 性 色 素 斑 の 治 療につ いて. デ ルマ, 2 0 2 2 , 3 2 8 : 5 2 - 5 7 .
大 城 貴 史 ; 大 城 俊 夫 ; 佐 々 木 克 己 . ピコ秒レー ザ ーによる刺 青 および 良 性 色 素 性 病 変に対する治 療 . 日レ医 誌 , 2 0 1 7 , 3 7 : 4 2 7 - 4 3 4 .
NEGISHI, Kei; AKITA, Hirotaka; MATSUNAGA, Yukiko. Prospective study of removing solar lentigines in Asians using a novel dual‐wavelength anddual‐pulse width picosecond laser. Lasers in surgery and medicine, 2018, 50.8: 851-858.
河 野 太 郎 . ピコ秒レー ザ ー u p t o d a t e . A e s t h e t i c d e r m a t o l o g y , 2 0 2 1 , 3 1 . 1 : 1 - 6 .

1 台 で 幅 広 い 治 療に対 応 するピコ 秒レー ザ ー

従 来 の Q スイッチレー ザ ー では 難しかった 疾 患にもメラノソームの応力緩和時間（約500psec）よりも短い超短パルスとメラニン色素への吸収特性を有する波 長を用 いることにより、表 在 性 から深 在 性まで 幅 広 い 色 素 性 皮 膚 疾 患や 複 数 色 の 刺 青に対し、選 択 的
光 熱 融 解 理 論に合 致した、効 果 的な治 療 が 可 能です。

表在性色素性皮膚疾患
表在性色素性皮膚疾患のレーザー治療では、メラニンへの吸収が高く、表皮の色素を効率よく加熱･破壊させることができる532nmの波長を用います。
より精度の高いトップハット･ビームを形成するため､ホットスポットのない均一なエネルギー分布により、スムーズな術後治癒と色素沈着などのトラブルの少ない治療が可能です。

深在性色素性皮膚疾患
深在性色素性皮膚疾患のレーザー治療では、真皮の病変部に光を到達させるために、高いピークパワーが必要です。
深達度の高い1064nmの波長･Qスイッチモードに加え、高エネルギーをシングルパルスで照射するため、高いピークパワーで、真皮病変部にも十分なエネルギーを与えることができます。
イメージ図

ショックウエーブ

レーザー光

ピークパワーの高い超短パルスのレーザーを照射。

メラニン顆粒が破壊されると同時に､壊れた衝撃でショックウェーブ（衝撃波）が発生。

空胞化現象

ショックウェーブによって空胞化現象（ホワイトニング）が起こり、表皮が痂皮化する。

上皮化し、痂皮が取れる過程でメラニン顆粒のフラグメントは、表皮ではターンオーバーや痂皮と共に排出され、真皮では貪食細胞により貪食される。

刺青除去
刺青色素の径は、メラニン顆粒よりもはるかに小さく、より短いパルス幅が必要です。
ピコ秒レーザーは、光音響作用が主体となることから、Qスイッチレーザーでは難しかった薄い色の刺青にも反応し、治療回数が少ないといわれています。
刺 青 の 照 射イメージレーザー
ピコ秒単位の照射では、ピークパワーがより高いため、色の薄い刺青色素にもレーザーエネルギーがより多く吸収される。

応力による衝撃波によって、色素の粒子のかたまりが離れてバラバラになることで貪食されたり視認性が低くなる。

学術監修：東海大学医学部外科学系形成外科教授

河野 太郎 先生医 療 用レー ザ ー の パ イオ ニ ア

Fotona社は、1964年の創業以来、50年以上もの間、設計・開発・製造を一貫して行っているヨーロッパ屈指の老舗レーザーメーカーです。
これまで培われた技術力を集結して作られた医療用レーザー装置は、世界80ヶ国以上、40,000台 ※もの導入実績を誇り、世界中で愛用されています。
※2023年11月時点

Fotona社の
紹 介 動 画 はこちら

PQX Pico Laser
仕様＊本仕様値は、公称値です。

一般的名称

ネオジミウム・ヤグレーザ

波長532nm 及び 1064nm

パ ルス幅

350psec

フルエンス

532nm ： 0.05〜2.8J/cm 2

繰 返し周 波 数532nm ： 0.5〜8Hz

照 射モードシングル、リピート

スポットサイズ

標準 ： 3×3、4×4、8×8mm / 正方形

外形寸法

290(W) × 550(D) × 820(H)mm

重量68kg

定格電源100〜240V医 療 機 器 製 造 販 売 承認番号

30300BZX00027000

クラス分 類

クラスⅢ 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器

レー ザ ー 製 品 のクラス分け

クラス4

使 用目的 又は効 果

体表面の刺青の除去と色素性病変の治療
波長1064nmは、太田母斑、異所性又は持続性蒙古斑、外傷性色素沈着症等の深在性色素性病変の治療及び黒青系の色の刺青の除去に使用する
波長532nmは、扁平母斑、雀卵斑、老人性色素斑等の表在性色素性病変の治療及び赤系の色の刺青の除去に使用する製造元

Fotona d. o. o.（スロベニア）

製造販売元

株式会社ジェイメック

販売名

PQX ピコレーザー

1064nm ： 0.05〜7.6J/cm 21064nm ： 0.5〜10Hz

出力電流 ： 14/6A

オプション ： 6×6、10×10mm /正方形 Φ1、2、3mm / 円形多関節アーム含まず

瞬時電流 ： 19/17A

50/60Hz※商品の仕様、外観および価格は改良のため、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

標 準セット内 容

オプション
1台

本体

ハンドピース（6×6,10×10mm/正方形）

1式
ハンドピース（3×3,4×4,8×8mm/正方形）
フットスイッチ

1個

電 源ケーブ ル

1本

保 護めがね（ 施 術 者用）

1式

保 護めがね（ 患 者 用）

1個

保 護 め が ね（ 施 術 者 用 ）ハンドピース（φ1,２,3mm/円形）

保 護 め が ね（ 患 者 用 ）J M E C 公 式 サイト（ 製 品 ペ ージ ）

東

京

本社

札幌

支店

名 古 屋 支 店
大阪

支店

九州

支店

はじめての 美 容 医 療 患 者 様 向けサイト〒113 - 0034 東京都文京区湯島3 - 31 - 3 湯島東宝ビル
TEL. 03-5688-1803FAX. 03-5688-1805

TEL. 052-238-1045

FAX. 052-238-1046

TEL. 011-748-4311

TEL. 06-6388-1866

TEL. 0957-35-8300

FAX. 011-748-4312

FAX. 06-6388-1151

FAX. 0957-35-8301

https://www.jmec.co.jp
PROM-00254-01