データシート

散乱分布および質感測定用 Imaging Sphere IS-SA
包括的な BRDF・BTDF・TIS 測定のための高速かつ自由度の高いシステム◯	多くの材料について、完全な BSDF および TIS を数秒で測定◯	関連アプリケーション範囲が広く、費用対効果が高い◯	素早く簡単に、任意の材料の BSDF ライブラリを構築可能
アプリケーション◯ BRDF (bi-directional reﬂectance distribution function) 測定◯	BTDF (bi-directional transmission distribution function) 測定◯	散 乱特性を基にした金属・紙・布・プラスチックなどの特性評価および分類◯	散 乱特性を基にした清浄度・研磨・塗装・コーティングなどの表面処理特性評価及び分類◯	品質管理◯	光 学設計・レンダリングソフト用の正確で完全な外観モデル
生成
IS-SA™ には Radiant Vision Systems 社とロイヤルフィリップス社

特長が共同開発した、特許取得の Imaging Sphere™ テクノロジーがIS-SA™ はフィルム・金属・プラスチック・紙・布などの素材のBSDF ( 双方向散乱分布関数 ) や、洗浄面・研磨面・コーティング・塗装などの表面処理特性を迅速、包括的に測定します。研究開発および品質管理のどちらにも対応でき、材料特性の測定・品質評価・BSDF ライブラリの構築 (PC を用いたレンダリングやモデリング用 ) 等にお使いいただけます。
IS-SA™ の大きな特徴は、全半球 (2 πステラジアン ) の散乱光を一度に測定できる全く新しい光学系で、BSDF 測定データを得るのに必要な時間を劇的に短縮します。IS-SA™ には Radiant Vision
Systems 社の洗練された制御および解析用 IS-SA™ ソフトウェアが付属し、柔軟な測定設定と直感的操作を可能にします。解析・表示機能も豊富で、等値線プロット・断面プロット・レーダープロット・ビットマップ表示・色度図表示などが可能です。

使われています。Imaging Sphere のユニークかつ精密な光学系と、ProMetric シリーズイメージング色度計を用いた 2 次元測定により、全半球 (2 πステラジアン ) の何十万点のデータポイントを、数秒またはそれ以下のスピードで測定することができます。
IS-SA™ シ ス テ ム は、 直 径 お よ そ 500 mm の 半 球 チ ャ ン バ ー と、Radiant Vision Systems 社 IC-PM03 ( 解像度 512 × 512 ピクセル )もしくは IC-PM13 ( 解像度 1024 × 1024 ピクセル ) イメージング
色度計の組み合わせからなります。Imaging Sphere 光学系によって半球の全内面をイメージング色度計で「見る」ことができるため、角度毎に光度・色度を測定した場合の約 100 万測定分に相当するデータを、1 つの空間分布情報として捉えることができます。
変角照明●
イメージング色度計●

入射光●①試料に光を入射②試料表面で拡散反射( 散乱 ) される
入射光●

凸面鏡●

③散乱パターンが半球の内面に投影される④半球面上の散乱パターンを凸面鏡に映し、イメージン
グ色度計を用いて一括測定
イメージング色度計●

試料●

凸面鏡●

●半球
試料●

●半球

測定原理
②半球面上の配光パターンを①試料の配光パターン
イメージング
オプションのモノクロメータを用いると、波長ごとのBSDF も測定
凸面鏡に映し、イメージンが半球の内面に投影色度計●
入射光●
グ色度計を用いて一括測定されるすることができます。ほかにもオプションとして、BTDF ( 双方向透過率分布関数 ) 測定用の透過アーム、移動・回転式試料ステージ
イメージング色度計●があります。オプションのソフトウェアを追加すると、IS-SA™ の凸面鏡●装置でディスプレイの視野角測定や小型光源の配光特性測定を行う
試料●

拡散透過フィルムの散乱特性の角度変化測定例
上段 : 0, 30, 60°; 下段 : 120, 150, 180°( 透過散乱特性 )

凸面鏡●

●半球

●半球
試料●の ProMetric®
ことができます。また、IS-SA™
イメージング色度計を単独で他の用途に使うことができるようになります。

IS-SA の主な特長◯ 輝度および色度測定が可能◯ 入射光源角度は完全自動制御◯	光源および試料ステージの拡張オプション◯	使いやすい制御・解析ソフトウェア◯	光学設計・レンダリングツールにデータをエクスポート可能

仕様
光学仕様
CCD タイプ

フルフレーム CCD、冷却および温度制御機能付

CCD ビット深さ

16-bit (> 65K グレースケールレベル )CCD 解像度

512 x 512 (PM03) または 1024 x 1024 (PM13) ピクセル

視野角

およそ 2 πステラジアン

カラー測定

CIE 1931 にマッチした XYZ フィルタ ( 輝度・分光オプション有 )ND フィルタ

標準構成 : ND0, ND1, ND2 内蔵システム要件

入射角

標準構成 : 80°まで連続可変光源

ハロゲンランプ

感度

反射率 5% 以下まで測定可◯ Windows® 7, Vista or XP

BRDF: ± 5%◯ USB 2.0 インターフェース

システム精度◯ 2.0 GHz 以上の CPU◯ 1 GB 以上のメモリ

TIR: ± 5%単色 ( 輝度 ): 1 sec

最小測定時間

カラー : 5 sec

機械仕様
寸法 (W × H × D)

88 × 66 × 110 cm

方向垂直、上向き、横向きに回転可能

角度分解能0.5°

重量120 kg

構成

イメージング半球およびイメージング色度計 一体型

最大試料サイズ

無制限 × 無制限 ( 反射測定の場合 )入射範囲直径10 または 20 mm制御および解析ソフトウェア仕様

オプション
BTDF 測定用透過アーム

BRDF, CCBRDF, BTDF, CCBTDF

正反射光の自動除去

TIR ( 積分全反射 )

測定項目

ホログラムシートの回折反射光の解析イメージ
散乱強度のクロスセクション・3 次元プロット、色度

校正用試料

TIS ( 積分全散乱 )、ゲイン

アパーチャマスク校正装置

相対色 : CCT; CIE x,y; u’, v’; E

光源の波長選択用自動制御モノクロメータ

セットアップおよびデータ取得制御
グレースケールおよび疑似カラー表示
散乱・相対色 クロスセクション
散乱・相対色 3D プロット
IS 1.x ソフトウェア機能

散乱・相対色 2D プロット
グラフおよび画像によるデータの比較
光学設計・レンダリングツールへのデータエクスポート
TIR, TIS および色のレポート出力
測定結果の解析 ( 回転、加算、閾値等 )本社: 東京都文京区小石川1-4-12 文京ガーデンザウエスト801 TEL:03-3868-2634

西日本営業所: 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル3F
https://www.systems-eng.co.jp

E-mail: info@systems-eng.co.jp

TEL:06-6868-9790
仕様・価格は予告なく変更する場合がございます

20160201