インピーダンスアナライザ
IMPEDANCE ANALYZER

ZA57630
取扱説明書（外部制御）

DA00073532-001

インピーダンスアナライザ
IMPEDANCE ANALYZER

ZA57630
取扱説明書（外部制御）

登録商標について
National Instruments, LabVIEW, Measurement Studio は，米国 National Instruments
Corporation の商標です。
WINDOWS® EMBEDDED 8.1 INDUSTRY PRO
Used with permission from Microsoft.
この取扱説明書で使われているその他の会社名，商品名などは，一般に各社の商標または登録商標です。

著作権についてNI Measurement Studio
Copyright (C) 2019 National Instruments Corporation
All Rights Reserved.

はじめに
この取扱説明書は，ZA57630 の外部制御について説明します。


ZA57630 には，以下の取扱説明書があります。
 ZA57630 取扱説明書（基本編）
ZA57630 をパネルから操作する方法や仕様など基本的な事柄を説明します。
 ZA57630 取扱説明書（応用編）
より高度な操作方法，保守などの事柄を説明します。
 ZA57630 取扱説明書（外部制御）
ZA57630 の外部制御について説明します。

i

はじめに


この取扱説明書の章構成は次のようになっています。

1．使用前の準備
インタフェースの設定や注意事項を説明します。
2．リモート/ローカル状態の切り換え
リモート操作とローカル操作の切り換えについて説明します。
3．インタフェース・メッセージへの応答
主な IEEE-488.1 インタフェース・メッセージへの応答を示します。
4．コマンド一覧 および コマンド・ツリー
すべてのコマンドについて，その概要を示します。
5．コマンド解説
個々のコマンドを詳細に説明します。
6．ステータス・システム
ステータス・システムについて説明します。
7．コマンド実行例
測定操作コマンドの実行例説明します。
8．エラー・メッセージ
外部制御におけるエラー・メッセージについて説明します。

ii

目

次
ページ

1． 使用前の準備 ································································································· 1-1
1.1 外部制御インタフェースの選択 ................................................................................... 1-2
1.2 USB の概要 .................................................................................................................. 1-5
1.2.1
1.2.2
1.2.3

コントローラの準備 ................................................................................................................. 1-5
ZA57630 の準備 ....................................................................................................................... 1-6
USB 機器の識別 ....................................................................................................................... 1-6

1.3 GPIB の概要 ................................................................................................................. 1-7
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

コントローラの準備 ................................................................................................................. 1-7
ZA57630 の準備 ....................................................................................................................... 1-7
GPIB 使用上の注意 .................................................................................................................. 1-8
GPIB の基本仕様 ..................................................................................................................... 1-8

1.4 RS-232 の概要 .............................................................................................................. 1-9
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

コントローラの準備 ................................................................................................................. 1-9
ZA57630 の準備 ....................................................................................................................... 1-9
接続 ....................................................................................................................................... 1-11
制約 および 注意 .................................................................................................................. 1-12

1.5 LAN の概要 ................................................................................................................. 1-13
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

コントローラの準備 ............................................................................................................... 1-13
ZA57630 の準備 ..................................................................................................................... 1-13
接続 ....................................................................................................................................... 1-14
制約 および 注意 .................................................................................................................. 1-14

1.6 通信についての注意事項 ........................................................................................... 1-15
2． リモート/ローカル状態の切り換え ····································································· 2-1
3． インタフェース・メッセージへの応答 ································································ 3-1
4． コマンド一覧 および コマンド・ツリー ····························································· 4-1
4.1 コマンド一覧 ............................................................................................................... 4-2
4.2 コマンド・ツリー ........................................................................................................ 4-8
5． コマンド解説 ································································································· 5-1
5.1 コマンドの概要 ............................................................................................................ 5-2
5.1.1
5.1.2

表記方法 .................................................................................................................................. 5-2
コマンド .................................................................................................................................. 5-3

5.2 シーケンシャル・コマンド ........................................................................................ 5-12
5.3 コマンド詳細説明 ...................................................................................................... 5-13
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.3.105.3.11
5.3.125.3.135.3.145.3.155.3.165.3.175.3.18*CLS ...................................................................................................................................... 5-13
*ESE <value> ........................................................................................................................ 5-13
*ESR? .................................................................................................................................... 5-13
*IDN? ..................................................................................................................................... 5-13
*OPC ..................................................................................................................................... 5-13
*RCL <value> ........................................................................................................................ 5-14
*RST ...................................................................................................................................... 5-14
*SAV <value> ......................................................................................................................... 5-14
*SRE <value> ........................................................................................................................ 5-14
*STB? .................................................................................................................................... 5-14
*TST? .................................................................................................................................... 5-14
*WAI ...................................................................................................................................... 5-14
:CALCulate:CKIT:CONStant? ................................................................................................. 5-15
:CALCulate:COMParator:BEEPer[:STATe] <sw> .................................................................... 5-15
:CALCulate:COMParator:BIN:BOUNds <bin_no>,<lower1>,<upper1>,<lower2>,<upper2> ... 5-16
:CALCulate:COMParator:BIN:NOMinal <nom1>,<nom2> ...................................................... 5-16
:CALCulate:COMParator:BIN[:STATe] <bin> <sw> ................................................................ 5-17
:CALCulate:COMParator:MODE <mode> .............................................................................. 5-17

iii

目 次
5.3.195.3.205.3.21

5.3.22
5.3.235.3.245.3.255.3.265.3.275.3.285.3.295.3.305.3.31
5.3.325.3.335.3.345.3.355.3.365.3.375.3.385.3.395.3.405.3.41
5.3.425.3.435.3.445.3.455.3.465.3.475.3.485.3.495.3.505.3.51
5.3.525.3.535.3.545.3.555.3.565.3.575.3.585.3.595.3.605.3.61
5.3.625.3.635.3.645.3.655.3.66
5.3.675.3.685.3.695.3.705.3.71:CALCulate:COMParator:RESult? .......................................................................................... 5-18
:CALCulate:COMParator[:STATe] <sw> ................................................................................. 5-19
:CALCulate:COMParator:ZONE:IMMediate:BOUNds<sweep(1)>,<lower1(1)>,<upper1(1)>,<lower2(1)>,<upper2(1)>[,<sweep(2)>,<lower1(2)>,<upper1(2)>,<lower2(2)>,<upper2(2)>[, …
[,<sweep(n)>,<lower1(n)>,<upper1(n)>,<lower2(n)>,<upper2(n)>]]] ...................................... 5-20
:CALCulate:COMParator:ZONE:MODE <mode>.................................................................... 5-21
:CALCulate:COMParator:ZONE:REFerence:BOUNds <lower1>,<upper1>,<lower2>,<upper2>
5-21:CALCulate:COMParator:ZONE:REFerence:TRACe <no> ..................................................... 5-22
:CALCulate:COMParator:ZONE[:STATe] <sw> ...................................................................... 5-22
:CALCulate:DATA:MARKer? <marker> .................................................................................. 5-22
:CALCulate:DATA:MARKer:MODE <marker>,<mode> ........................................................... 5-23
:CALCulate:DATA:MARKer:MOVE <marker>,<position> ........................................................ 5-23
:CALCulate:DATA:MARKer:SEARch <marker>,<param> ....................................................... 5-24
:CALCulate:DATA:MARKer:SEARch:AUTO <param> ............................................................ 5-25
:CALCulate:DATA:MARKer:TRACe <marker>,<trace>,<seq> ................................................ 5-26
:CALCulate:DATA:MARKer:VALue <param>,<value> ............................................................ 5-27
:CALCulate:FORMat <param1>,<param2>[,…[,<param6>]] ................................................... 5-28
:CALCulate:FORMat:UPHase:SHIFt <value> ........................................................................ 5-29
:CALCulate:PERMEAbility:PARameter<area>,<length>,<turns>,<diameter>,<loop>,<resistance> .................................................... 5-29
:CALCulate:PERMITtivity:PARameter <area>,<distance> ...................................................... 5-30
:CALCulate:PZT:CKIT:CONStant? .......................................................................................... 5-30
:CALCulate:PZT:CONStant? .................................................................................................. 5-31
:CALCulate:PZT:FACtor? ....................................................................................................... 5-31
:CALCulate:PZT:SHAPe? ....................................................................................................... 5-32
:DATA:CLEar <obj> ................................................................................................................ 5-32
:DATA:COPY:NAME <src-no>,<dest> .................................................................................... 5-33
:DATA[:DATA]? <param>,<start>,<num> ................................................................................ 5-34
:DATA:DELete <memory> ...................................................................................................... 5-34
:DATA:FORMat <format>,<param1>[,<param2>[,…[,<param6>]]] .......................................... 5-35
:DATA:POINts? <param> ....................................................................................................... 5-36
:DATA:RECall <memory>,<dest> ........................................................................................... 5-36
:DATA:SPOT? ........................................................................................................................ 5-37
:DATA:STATe:DEFine "<name>", <memory> ......................................................................... 5-37
:DATA:STORe <memory>,<src> ............................................................................................ 5-37
:DISPlay:BRIGhtness <value> ............................................................................................... 5-37
:DISPlay[:WINDow]:FORMat <x-axis>,<y1-axis>,<y2-axis> ................................................... 5-38
:DISPlay[:WINDow]:MODE <mode> ...................................................................................... 5-40
:DISPlay[:WINDow]:TEXT[:DATA] “<title>” ............................................................................. 5-40
:DISPlay[:WINDow]:TRACe:AUTO <auto> ............................................................................. 5-40
:DISPlay[:WINDow]:TRACe:COLor <trace>,<axis>,<color-r>,<color-g>,<color-b> ................. 5-41
:DISPlay[:WINDow]:TRACe:GRATicule:GRID:LINE <param> ................................................ 5-42
:DISPlay[:WINDow]:TRACe:GRATicule:GRID:STYLe <param> ............................................. 5-42
:DISPlay[:WINDow]:TRACe:SCALe:AUTO <sw> ................................................................... 5-42
:DISPlay[:WINDow]:TRACe:STATe <trace>,<sw> .................................................................. 5-43
:DISPlay[:WINDow]:TRACe:X <min>,<max> ......................................................................... 5-43
:DISPlay[:WINDow]:TRACe:X:SPACing <spacing> ................................................................ 5-43
:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y1 <min>,<max>........................................................................ 5-44
:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y1:SPACing <spacing> .............................................................. 5-44
:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y2 <min>,<max>........................................................................ 5-44
:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y2:SPACing <spacing> .............................................................. 5-45
:HCOPy:DATA? ...................................................................................................................... 5-45
:INPut:GAIN <value1>,<value2> ............................................................................................ 5-45
:MEMory:STATe:DEFine "<name>", <memory> ..................................................................... 5-46
:MEMory:STATe:DELete <memory> ....................................................................................... 5-46
:OUTPut[:STATe] <param> ..................................................................................................... 5-46

iv

目 次
5.3.725.3.735.3.745.3.755.3.765.3.77
5.3.785.3.795.3.805.3.81
5.3.825.3.835.3.845.3.855.3.865.3.87:OUTPut:TRIGger <mode> .................................................................................................... 5-46
:ROUTe:BIAS:TERMinals <param> ........................................................................................ 5-47
:SENSe:AVERage:COUNt <value> ........................................................................................ 5-47
:SENSe:CORRection:COLLect[:ACQuire] .............................................................................. 5-47
:SENSe:CORRection:COLLect:EXTension:LOAD[:ACQuire] ................................................. 5-47
:SENSe:CORRection:COLLect:EXTension:OPEN[:ACQuire] ................................................. 5-47
:SENSe:CORRection:COLLect:EXTension:SHORt[:ACQuire] ................................................ 5-47
:SENSe:CORRection:COLLect:LOAD[:ACQuire] ................................................................... 5-48
:SENSe:CORRection:COLLect:OPEN[:ACQuire] ................................................................... 5-48
:SENSe:CORRection:COLLect:SHORt[:ACQuire] .................................................................. 5-48
:SENSe:CORRection:EQUalizing <sw>,<mem_no> .............................................................. 5-48
:SENSe:CORRection:EXTension <sw> .................................................................................. 5-48
:SENSe:CORRection:EXTension:DISTance <value>.............................................................. 5-49
:SENSe:CORRection:EXTension:IMPedance <value> ........................................................... 5-49
:SENSe:CORRection:EXTension:LOAD <sw>,<mem_no> ..................................................... 5-49
:SENSe:CORRection:EXTension:LOAD:STANdard<freq>,<value1>,<value2>[,<freq>,<value1>,<value2> …] .................................................... 5-50
5.3.88 :SENSe:CORRection:EXTension:LOAD:STANdard:FORMat <form> ..................................... 5-50
5.3.89 :SENSe:CORRection:EXTension:OPEN <sw>,<mem_no> .................................................... 5-51
5.3.90 :SENSe:CORRection:EXTension:SHORt <sw>,<mem_no> ................................................... 5-51
5.3.91 :SENSe:CORRection:LOAD <sw>,<mem_no> ....................................................................... 5-51
5.3.92 :SENSe:CORRection:LOAD:STANdard <freq>,<value1>,<value2>[,<freq>,<value1>,<value2>…] .......................................................................................................................................... 5-52
5.3.93 :SENSe:CORRection:LOAD:STANdard:FORMat <form> ....................................................... 5-52
5.3.94 :SENSe:CORRection:OPEN <sw>,<mem_no> ...................................................................... 5-53
5.3.95 :SENSe:CORRection:SHORt <sw>,<mem_no> ..................................................................... 5-53
5.3.96 :SENSe:CORRection:SLOPe:STATe <sw> ............................................................................ 5-53
5.3.97 :SENSe:FUNCtion <function> ................................................................................................ 5-53
5.3.98 :SENSe:RESistance:RANGe <range> ................................................................................... 5-54
5.3.99 :SENSe:SMOothing:POINts <value> ..................................................................................... 5-54
5.3.100 :SENSe:VOLTage:PROTection:BEEPer <sw> ........................................................................ 5-54
5.3.101 :SENSe:VOLTage:PROTection[:LEVel] <value1>,<value2>.................................................... 5-54
5.3.102 :SENSe:VOLTage:PROTection:MEASure:STOP <sw> ........................................................... 5-55
5.3.103 :SENSe:VOLTage:RANGe <param1>,<param2>.................................................................... 5-55
5.3.104 :SOURce:ALC:COUNt <value> .............................................................................................. 5-55
5.3.105 :SOURce:ALC:FACtor <value> .............................................................................................. 5-55
5.3.106 :SOURce:ALC[:STATe] <sw> ................................................................................................. 5-56
5.3.107 :SOURce:ALC:TOLerance <value> ........................................................................................ 5-56
5.3.108 :SOURce:BIAS <value>[<suffix>] ........................................................................................... 5-56
5.3.109 :SOURce:BIAS:HVOLtage <hv> ............................................................................................ 5-57
5.3.110 :SOURce:FREQuency:AFC:STATe <sw> ............................................................................... 5-57
5.3.111 :SOURce:FREQuency:AFC:TOLerance <value> ................................................................... 5-57
5.3.112 :SOURce:FREQuency:AFC:TYPE <param> .......................................................................... 5-58
5.3.113 :SOURce:FREQuency[:CW|:FIXed] <value>[<suffix>] ........................................................... 5-58
5.3.114 :SOURce:FREQuency:TRACk <track> .................................................................................. 5-58
5.3.115 :SOURce:FREQuency:TRACk:FACtor <factor> ..................................................................... 5-59
5.3.116 :SOURce:FREQuency:TRACk:POLarity <pol> ....................................................................... 5-59
5.3.117 :SOURce:FREQuency:TRACk:REFerence <ref> ................................................................... 5-59
5.3.118 :SOURce:FREQuency:TRACk:SPAN <lower>,<upper> ......................................................... 5-59
5.3.119 :SOURce:FREQuency:TRACk:TOLerance <tol> .................................................................... 5-60
5.3.120 :SOURce:FREQuency:TRANsition <mode> ........................................................................... 5-60
5.3.121 :SOURce:{LEVel|IMMediate|AMPLitude} <value>[<suffix>].................................................... 5-60
5.3.122 :SOURce:LIMit[:AMPLitude] <value>[<suffix>] ....................................................................... 5-61
5.3.123 :SOURce:MULTiplier <value>[<suffix>] .................................................................................. 5-61
5.3.124 :SOURce:ROSCillator:EXTernal <sw> ................................................................................... 5-62
5.3.125 :SOURce:ROSCillator:OUTPut[:STATe] <sw> ........................................................................ 5-62
5.3.126 :SOURce:SEQuence:LENGth <value>................................................................................... 5-62
5.3.127 :SOURce:SLEW:TYPE <param>............................................................................................ 5-62v

目 次
5.3.128 :SOURce:SWEep <lower>,<upper> ....................................................................................... 5-63
5.3.129 :SOURce:SWEep:RESolution <value> .................................................................................. 5-64
5.3.130 :SOURce:SWEep:SPACing <param> ..................................................................................... 5-64
5.3.131 :SOURce:SWEep:TYPE <type> ............................................................................................. 5-64
5.3.132 :SOURce:UNIT <unit> ............................................................................................................ 5-64
5.3.133 :STATus:OPERation:CONDition? ........................................................................................... 5-64
5.3.134 :STATus:OPERation:ENABle <value> .................................................................................... 5-65
5.3.135 :STATus:OPERation[:EVENt]? ............................................................................................... 5-65
5.3.136 :STATus:OPERation:NTRansition <value> ............................................................................. 5-65
5.3.137 :STATus:OPERation:PTRansition <value> ............................................................................. 5-65
5.3.138 :SYSTem:AUXiliary:INPut? .................................................................................................... 5-65
5.3.139 :SYSTem:AUXiliary:OUTPut <output> .................................................................................... 5-66
5.3.140 :SYSTem:BEEPer <sw> ......................................................................................................... 5-66
5.3.141 :SYSTem:DATE <year>,<month>,<day> ................................................................................ 5-66
5.3.142 :SYSTem:ERRor? .................................................................................................................. 5-67
5.3.143 :SYSTem:LOCal ..................................................................................................................... 5-67
5.3.144 :SYSTem:REMote .................................................................................................................. 5-67
5.3.145 :SYSTem:RWLock ................................................................................................................. 5-67
5.3.146 :SYSTem:TIME <hour>,<minute>,<second> .......................................................................... 5-67
5.3.147 :TRIGger:ABORt .................................................................................................................... 5-67
5.3.148 :TRIGger:DELay <value> ....................................................................................................... 5-68
5.3.149 :TRIGger:DIRection <direction> ............................................................................................. 5-68
5.3.150 :TRIGger[:IMMediate] <trig> .................................................................................................. 5-68
5.3.151 :TRIGger:SEQuence:MODE <mode> ..................................................................................... 5-68
5.3.152 :TRIGger:SOURce <param> .................................................................................................. 5-69
5.3.153 :TRIGger:STTDelay <value> .................................................................................................. 5-69
5.3.154 :TEST:HANDler <output1>,<output2> .................................................................................... 5-70
5.3.155 :TEST:HANDler:MODE <mode> ............................................................................................. 5-71

6． ステータス・システム ····················································································· 6-1
6.1 ステータス・システムの概要 ...................................................................................... 6-2
6.2 ステータス・バイト .................................................................................................... 6-3
6.3 スタンダード・イベント・ステータス ........................................................................ 6-4
6.4 オペレーション・ステータス ...................................................................................... 6-6
7． コマンド実行例 ······························································································ 7-1
7.1 スポット測定例 ............................................................................................................ 7-2
7.2 スイープ測定例 ............................................................................................................ 7-3
8． エラー・メッセージ ························································································ 8-1

vi

付 図

・

付 表
ページ

図 1-1

RS-232 接続ケーブル結線図 ····································································· 1-11

図 5-1

共通コマンドのシンタックス ······································································ 5-3

図 5-2

サブシステム・コマンドのシンタックス ······················································· 5-4

図 5-3

数値パラメタ (<NRf>) のシンタックス ························································ 5-5

図 5-4

数値パラメタ (<NR1>) のシンタックス························································ 5-6

図 5-5

数値パラメタ (<NR2>) のシンタックス························································ 5-6

図 5-6

数値パラメタ (<NR3>) のシンタックス························································ 5-6

図 5-7

仮数のシンタックス ·················································································· 5-6

図 5-8指数のシンタックス ·················································································· 5-6

図 5-9

ディスクリート・パラメタ (<DISC>) のシンタックス ···································· 5-7

図 5-10

真偽値パラメタ (<BOL>) のシンタックス ··················································· 5-7

図 5-11

文字列パラメタ (<STR>) のシンタックス ··················································· 5-7

図 5-12

ブロック・パラメタ (<BLK>) のシンタックス ············································· 5-8

図 5-13

サフィックスのシンタックス ···································································· 5-8

図 5-14

プログラム・メッセージのシンタックス ····················································· 5-9

図 5-15応答メッセージのシンタックス ································································· 5-9

図 5-16

整数応答データ (<NR1>) のシンタックス ················································· 5-10

図 5-17

NR2 数値応答データ (<NR2>) のシンタックス ··········································· 5-10

図 5-18

NR3 数値応答データ (<NR3>) のシンタックス ········································· 5-10

図 5-19

ディスクリート応答データ (<DISC>) のシンタックス ································· 5-11

図 5-20

数値真偽値応答データ (<NBOL>) のシンタックス ······································ 5-11

図 5-21

文字列応答データ (<STR>) のシンタックス ·············································· 5-11

図 5-22

確定長任意ブロック応答データ (<DBLK>) のシンタックス ·························· 5-11

図 6-1

ステータス・システム ··············································································· 6-2

図 6-2

スタンダード・イベント・ステータスの構造 ················································· 6-4

図 6-3

オペレーション・ステータスの構造 ····························································· 6-6

表 3-1

インタフェース・メッセージに対する応答 ···················································· 3-2

表 5-1

機器が受け入れるキーワード，受け入れないキーワード (「OUTPut」の場合 ) ··· 5-4

表 6-1

ステータス・バイト・レジスタの定義 ·························································· 6-3

表 6-2

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの内容 ·································· 6-4

表 6-3

オペレーション・コンディション・レジスタ，イベント・レジスタの内容 ·········· 6-7

表 6-4

オペレーション・トランジション・フィルタとイベント・レジスタの遷移 ·········· 6-8

表 8-1

エラー・メッセージ ·················································································· 8-2

vii

目 次

viii

1． 使用前の準備

1.1

外部制御インタフェースの選択 ·················· 1-2

1.2

USB の概要 ············································ 1-5

1.3

GPIB の概要 ··········································· 1-7

1.4

RS-232 の概要 ········································ 1-9

1.5

LAN の概要 ··········································· 1-13

1.6

通信についての注意事項 ························· 1-15

1-1

ZA57630

1．使用前の準備

ZA57630 は USB，GPIB，RS-232，LAN で外部制御できます。
コントローラからプログラム・メッセージを送ることで，パネル操作と同じように制御した
り，測定値や設定状態を応答メッセージとして受け取ることができます。
各インタフェースのコネクタは，ZA57630 の背面パネルにあります。

1.1 外部制御インタフェースの選択
ZA57630 の外部制御インタフェースは，USB，GPIB，RS-232，LAN のどれかひとつを選んで使います。複数のインタフェースを同時に使うことはできません。
■ 現在設定中のインタフェースの表示
まず画面上の[MENU]をタップし，トップメニュー2/3 にある[Remote]をタップすると，
Remote メニューが表示され，[INTERFACE]に現在設定されているインタフェースが表示
されます。

1-2

ZA57630

1．使用前の準備■ インタフェースの設定
Remote メニューの[INTERFACE]－[SELECT]から使用する通信インタフェースを選択
します。

・USB

：USBTMC で通信・GPIB：GPIB で通信・RS-232 ：RS-232 で通信
・LAN：Ethernet で通信[INTERFACE]－[SELECT]からインタフェースを選択しただけではインタフェースの設定は適用されません。ファンクションキー[INTERFACE APPLY]をタップすることで，通信
インタフェースが変更されます。

1-3

ZA57630

1．使用前の準備[INTERFACE APPLY]をタップした直後，画面左上に「DSBL」(disable)が一時的に表示されます。この表示が消えると，選択したリモート制御を使用できるようになります。

1-4

ZA57630

1．使用前の準備

1.2 USB の概要
1.2.1 コントローラの準備
USB インタフェースを使うときは，USB インタフェースが装備されているコントローラ（制御用コンピュータ）を用意してください。
コントローラに USBTMC ドライバをインストールしてください。通常，このドライバはサブクラス USB488 をサポートしていて，USB 上で GPIB とほぼ同じ制御を行うことができます。
USBTMC：Universal Serial Bus Test and Measurement Class
このドライバは，VISA ライブラリを提供する各社のハードウェア製品，ソフトウェア製品に含まれています。VISA ライブラリのライセンスをお持ちでない方は，別途入手する必要があります。
VISA：Virtual Instrument Software Architecture

VISA ライブラリを使うと，それがサポートしている範囲で，USB，GPIB，RS-232，LANのどのインタフェースでも，統一した操作ができます。
本器は National Instruments 社の提供する NI-VISA にて動作の確認を行っております。

1-5

ZA57630

1．使用前の準備

1.2.2 ZA57630 の準備Remote メニュー [INTERFACE]

USB が選択されているとき，以下の情報が表示されます。

Vendor ID＝0x0D4A（16 進表記）：当社を示す番号です。

・VID

10 進表記では 3402 になります。
Product ID＝0x0062（16 進表記）：ZA57630 を示す製品

・PID

番号です。10 進表記では 98 になります。
Serial Number＝0000000（例）：機器に固有な 7 桁の製造

・SERIAL

番号です。


メッセージ・ターミネータ

一組のコマンドや応答の最後には，その終端を示すターミネータが必要です。
ZA57630 が送信する応答メッセージ・ターミネータは，LF^EOM に固定されています。
ZA57630 が受信するプログラム・メッセージ・ターミネータは，次のどれでも使えます。
・LF

Line Feed コード

・LF^EOM

EOM（END メッセージ）を伴った LF

・(最後のコード)^EOM

最後のコードに付加された EOM（END メッセージ）

1.2.3 USB 機器の識別
ZA57630 は，市販の USB ケーブルを用いて，コンピュータ本体の USB コネクタと接続します。USB ハブを経由した接続では，正しく動作しないことがあります。
USBTMC クラスドライバがインストールされたコンピュータに ZA57630 を USB で接続す
ると，ZA57630 が自動的に認識されます。システム内の ZA57630 は，Remote メニューに表示される Vendor ID，Product ID，Serial Number で識別されます。自動で認識されないときは，これらの値を直接指定して認識させてください。

1-6

ZA57630

1．使用前の準備

1.3 GPIB の概要
GPIB は環境の良いところで使用することを想定したインタフェースです。雑音の多い場所
での使用は避けてください。

1.3.1 コントローラの準備
コントローラ（制御用コンピュータ）に，市販の GPIB インタフェースカードなどを装着して，ZA57630 と GPIB ケーブルで接続してください。GPIB のドライバソフトウェアについて
は，お使いになる GPIB インタフェースカードなどのマニュアルをご覧ください。

1.3.2 ZA57630 の準備
GPIB では，システム内の機器を機器固有のアドレスで識別します。各機器に異なる GPIB
アドレスを設定してください。
Remote メニュー [INTERFACE]

GPIB が選択されているとき，以下の情報が表示されます。



メッセージ・ターミネータ

一組のコマンドや応答の最後には，その終端を示すターミネータが必要です。
ZA57630 が送信する応答メッセージ・ターミネータは，LF^EOI に固定されています。
ZA57630 が受信するプログラム・メッセージ・ターミネータは，次のどれでも使えます。
・LF

Line Feed コード

・LF^EOIEOI（END メッセージ）を伴った LF

・(最後のコード)^EOI

最後のコードに付加された EOI（END メッセージ）

1-7

ZA57630

1．使用前の準備

1.3.3 GPIB 使用上の注意
・ GPIB コネクタは，バスに接続したすべての機器の電源を切った状態で着脱してください。
・ GPIB を使用するときは，バスに接続したすべての機器の電源を入れてください。
・ GPIB でひとつのバスに接続できる機器は，コントローラを含めて 15 台までです。
また，ケーブルの長さに次の制限があります。
－ ケーブル長の合計 ≦ （2m×機器の数 と 20m のうち短い方）－ 1 本のケーブルの長さ ≦ 4m
・ GPIB のアドレスは，各機器ごとに異なる値を設定してください。ひとつのバス上に同じアドレスを持つ機器があると，出力の衝突により機器を損傷する恐れがあります。

1.3.4 GPIB の基本仕様


GPIB 準拠規格

IEEE std 488.1-1987，IEEE std 488.2-1992
IEEE std 488.1-1987 インタフェース機能

SH1

送信フロー制御全機能あり

AH1 受信フロー制御全機能あり
T6

基本トーカ，シリアル・ポール，リスナ指定によるトーカ解除の機能あり
トーク・オンリ機能なし

L4

基本リスナ機能，トーカ指定によるリスナ解除機能あり
リスンオンリ機能なし

SR1

サービス・リクエスト全機能あり

RL1

リモート・ローカル全機能あり

PP0

パラレル・ポール機能なし

DC1 デバイス・クリア全機能あり
DT0

デバイス・トリガ機能なし

C0

コントローラ機能なし

E1

オープン・コレクタ・ドライブ

1-8

ZA57630

1．使用前の準備

1.4 RS-232 の概要
1.4.1 コントローラの準備
RS-232 インタフェースを使うときは，シリアル通信（RS-232）コネクタが装備されているコントローラ（制御用コンピュータ）を用意してください。
ZA57630 とコントローラで，以下のパラメタを合わせてください。
・ボーレート4800 ～ 230400 bps

・データ長

8 ビット （*1）

・ストップビット長 送信時 1，受信時 1

（*1）

・パリティ

なし（*1）

・フロー制御なし / ソフトウェア / ハードウェア

・ターミネータ

LF / CR LF*1：ZA57630 では固定です。変更できません。

1.4.2 ZA57630 の準備Remote メニュー [INTERFACE]

RS-232 が選択されているとき，以下の情報が表示されます。



ボーレート

通信速度を設定します。送信と受信のボーレートは同じ。
19200bps を超える通信速度では，高速になるほど，低容量ケーブルを用い，ケーブル長を短くする必要があります。

1-9

ZA57630

1．使用前の準備

フロー制御

フロー制御の設定を行います。
NONE

フロー制御なし（初期値）

SOFT

ソフトウェア・フロー制御
制御コード（X-ON，X-OFF）で通信を管理します。
送信データ，受信データ，グラウンドだけの接続ケーブルでも，確実な通信を行えます。ただし，バイナリ・データの転送はできません。また，実効速度が低下することがあります。
16 進で，X-ON は 11，X-OFF は 13 です。

HARD

ハードウェア・フロー制御
ハードウェア制御線（RTS，CTS）で通信を管理します。
フロー制御が有効な場合，受信バッファが満杯に近づくと送信が一時停止され，受信バッファに余裕ができると送信が再開されます。



ターミネータ一組のコマンドや応答の最後には，その終端を示すメッセージ・ターミネータが必要です。
LF

ターミネータを LF (Line Feed) 1 文字にします。

CRLF

ターミネータを CR (Carriage Return) と LF の 2 文字にします。
16 進で，CR は 0x0D，LF は 0x0A です。

・ZA57630 送信時
応答メッセージの最後に，設定したターミネータが付加されます。
・ZA57630 受信時
本装置への設定と同じターミネータを受信したときコマンドを実行します。

1-10

ZA57630

1．使用前の準備

1.4.3 接続
接続ケーブルは，別途，市販のケーブルをご用意ください。パーソナルコンピュータのシリ
アル・インタフェースに接続する場合は，以下のケーブルをお使いいただけます。
ケーブル仕様：D-Sub，9 ピン，メス－メス，インタリンク用，インチネジ。
電磁雑音の放射や雑音による誤動作を避けるために，必ずシールド付きのケーブルをお使いください。

最低限 RxD，TxD，GND の 3 本が接続されていれば通信を行えます。
ハードウェア・フロー制御には，RTS と CTS が必要です。
ハードウェア・フロー制御を利用するには，インタリンク用のケーブルを用います（図 1-1(b)）。クロスまたはリバース結線には，隣り合うピン 7 とピン 8 が接続さているタイプもあります（図 1-1 (c)）。このタイプでも通信できますが，ハードウェア・フロー制御は使えません。

(a) 背面パネル RS-232コネクタ
パーソナル
コンピュータ(PC/AT 等)
ピン番号
信号名
－
1
2
RxD
3
TxD
4
DTR
5
GND
－
6
7
RTS
8
CTS
－
9
フレーム

ZA57630
信号名
－
RxD
TxD
－
GND
－
RTS
CTS
－

ピン番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
フレーム
(b)インタリンク結線
図 1-1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

(c)その他のクロス結線

RS-232 接続ケーブル結線図

1-11

ZA57630

1．使用前の準備

1.4.4 制約 および 注意 RS-232 ではコントローラと ZA57630 は 1 対 1 の接続になります。
ひとつのポートに複数台の機器を並列に接続することはできません。
 SRQ など GPIB 固有の機能は使えません。
リモート・ローカル機能は，:SYSTem{:LOCal|:REMote|:RWLock} コマンドでおよそ代替できます。
 受信バッファをクリアしてから，通信を始めてください。
コントローラが RS-232 の通信路を開いた状態で，機器の電源を入り切りしたり，RS-232
コネクタを抜き差しすると，異常なデータがコントローラの受信バッファに入ることがあります。このため，コントローラ上のプログラムで通信を開始または再開するときは，必ずコントローラの受信バッファをクリアしてから（たとえば通信の初期化を行ってから），通常の操作をしてください。
同様に，ZA57630 の受信バッファにも異常なデータが残ることがあります。

1-12

ZA57630

1．使用前の準備

1.5 LAN の概要
1.5.1 コントローラの準備
LAN インタフェースを使うときは，LAN インタフェースが装備されているコントローラ（制御用コンピュータ）を用意してください。ZA57630 は TCP/IP プロトコルで通信できます。

1.5.2 ZA57630 の準備Remote メニュー [INTERFACE]

LAN が選択されているとき，以下の情報が表示されます。



DHCP

DHCP を設定します。DHCP が ENABLE の状態で[INTERFACE APPLY]を実行した場合，同一ネットワーク上に存在する DHCP サーバに対して IP アドレスの払い出しを要求します。
DHCP サーバが存在し，IP アドレス払い出しの要求が正常に完了すると，払い出された IP
アドレスにて通信が可能となります。一方，DHCP サーバを検出することができなかった場合
や，IP アドレスの払い出しが正常に完了しなかった場合には APIPA (Automatic Private IP
Addressing) の機能が働き，169.254.0.0 から 169.254.255.255 の範囲で IP アドレスが自動的に割り当てられます。
IP アドレス

IP（Internet Protocol）において，機器を特定するためのアドレス（論理アドレス）を設定します。192.168.0.0 から 192.168.255.255 の範囲は，小規模なローカルネットワーク（クラス C）内で自由に使えるプライベート IP アドレスです。


デフォルト・ゲートウェイ

外部のネットワークにアクセスするとき，暗黙のうちに使用するゲートウェイ（中継器）の
IP アドレスを設定します。


サブネット・マスク

IP アドレスの内，上位のネットワークアドレスと下位のホストアドレスを分離するマスクを設定します。
1-13

ZA57630

1．使用前の準備

DNS

ホスト名から IP アドレスを解決するための DNS サーバの IP アドレスを設定します。


ポート番号

ZA57630 が TCP プロトコルで通信するときのポート番号です。変更できません。10 進表記です。


MAC アドレス

機器固有のアドレス（物理アドレス）を表示します。変更はできません。
LAN リセット

本機に設定されている LAN に関する設定を工場出荷状態にリセットします。Remote メニュ
ー [INTERFACE]で LAN 関連パラメタ上にカーソルがある場合にファンクションキーに表示されます。
メッセージ・ターミネータ

一組のコマンドや応答の最後には，その終端を示すターミネータが必要です。
ZA57630 が送信する応答メッセージ・ターミネータ，および ZA57630 が受信するプログラ
ム・メッセージ・ターミネータは，LF に固定されています。

1.5.3 接続
ZA57630 はストレートケーブルとクロスケーブルを判別いたしますので，どちらのケーブルも使用することが出来ます。
接続先が使用可能なケーブルを利用し，接続してください。

1.5.4 制約 および 注意 SRQ など GPIB 固有の機能は使えません。
リモート/ローカル機能は，:SYSTem:{LOCal|REMote|RWLock} コマンドで代替できま
す。

1-14

ZA57630

1．使用前の準備

1.6 通信についての注意事項


入力バッファ

・ 送られたコマンドは，一度入力バッファに蓄えられ，順に解釈，実行されます。
入力バッファは 100K バイトです（K=1024）。このサイズを超えるプログラム・メッセー
ジでも，順次すべて解釈，実行されます。
・ 解釈，実行時に規定外のコマンドが発見されるとエラーになり，それ以降，プログラム・
メッセージ・ターミネータに達するまでのコマンドは実行されません。


出力バッファ

・ 出力バッファの容量は 4096K バイトです（K＝1024）。
・ 最大容量を越えると，出力バッファがクリアされ，スタンダード・イベント・ステータス・
レジスタのクエリ・エラー・ビットが 1 にセットされます。これ以降もコマンドの解釈，実行は通常どおり行われますが，プログラム・メッセージ・ターミネータに達するまでに生成される応答メッセージはすべて廃棄されます。


エラー待ち行列・ 保持できるエラー・メッセージは最大 16 個です。
・ これを超えると，16 番目のエラー・メッセージが"Queue overflow"に変わり，エラー・
キューがオーバフローしたことを示します。これ以降のエラー・メッセージは廃棄されます。なお，15 番目までのエラー・メッセージは保持されます。
プログラム・メッセージ・ターミネータ

コントローラからコマンドを送出するとき，プログラム・メッセージ・ターミネータとしてLF（Line Feed，0x0A hex），または CRLF (Carriage Return, 0x0D hex + Line Feed，0x0A
hex )を送出文字列の最後に付加してください。また，最後のバイトに EOI（END メッセージ）を付加してください。LF や CRLF，EOI を付加しないでコマンドを送ると，機器によっては正しく動作しないことがあります。
制御用コンピュータで使用するドライバソフトウェアによっては，コマンド本体とは別にプ
ログラム・メッセージ・ターミネータを指定しないと，プログラム・メッセージ・ターミネー
タが出力されないことがあります。ラインフィード（LF）ではなくニューライン（NL）と表記されることがありますが，バイナリコードは同じです。
RS-232 および LAN には，END メッセージの概念がないので，EOI を付加しません。


RS-232，LAN における制約

GPIB 固有の機能は使えません。以下に例を示します。
GTL（Go To Local）メッセージの受信
LLO（Local Lockout）メッセージの受信
GET（Group Execute Trigger）メッセージの受信
REN（Remote Enable）メッセージの受信
SRQ（Service Request）メッセージの送信
シリアル・ポール（SPE / SPD の受信 および ステータス・バイトの送信）
END メッセージ（メッセージ・ターミネータとしての EOI 信号）の送信
1-15

ZA57630

1．使用前の準備

1-16

ZA57630

2． リモート/ローカル状態の切り換え

2-1

ZA57630

2．リモート/ローカル状態の切り換え

外部制御に関連して，ZA57630 にはリモート状態とローカル状態があります。
ローカル状態では，すべてのパネル操作が可能です。
リモート状態では，ローカルに戻す操作と電源を落とす操作を除き，パネル操作が無効になります。
リモート状態にする

通常，GPIB から操作するとリモート状態になります。これはコントローラ側のドライバの機能によります。通信規格上は，REN ラインを真にして機器をリスナに指定すると，その機器はリモート状態になります。USB（USBTMC）でも同様に動作します。


ローカル状態にする

画面上部の[LOCAL]ボタンをタップすると，リモート状態からローカル状態に戻せます（ローカル・ロックアウトのときは除く）。
コントローラからは，GTL コマンドを送るか，REN ラインを偽に戻すことでローカルにできます。GPIB のケーブルを外すと，REN ラインが偽になるため，ローカル状態に戻ります。
USB でも同様にケーブルを抜くとローカルに戻ります。



パネルからのローカル操作を禁止する

コントローラからローカル・ロックアウトを指定すると，不用意なローカル操作を禁止できます。ローカル・ロックアウト中は[LOCAL]ボタンをタップしてもローカルに戻せません。
ローカル・ロックアウトでも，コントローラからローカルに戻す操作は有効です。



RS-232 および LAN におけるリモート/ローカル動作

ZA57630 にコマンドを送ると，ZA57630 はリモート状態になります。
[LOCAL]をタップしてローカル状態に戻すと，パネル操作が可能になります。
RS-232 または LAN では，次のコマンドが使えます。
:SYSTem:LOCal （ローカル状態に移行）:SYSTem:REMote （リモート状態に移行）:SYSTem:RWLock （ローカル・ロックアウト付きのリモート状態に移行）


外部制御状態表示

リモート/ローカルの状態は画面上部の外部制御状態表示で確認できます。
(表示なし)

ローカル状態

RMT

リモート状態

LLO

ローカル・ロックアウト状態

DSBL

外部制御無効状態

DSBL はリモートインタフェースの設定中など外部制御が使用できない場合に表示されます。

2-2

ZA57630

3． インタフェース・メッセージへの応答

3-1

ZA57630

3．インタフェース・メッセージへの応答

主な IEEE-488.1 インタフェース・メッセージへの応答を以下に示します。
表 3-1

インタフェース・メッセージに対する応答

メッセージ
IFC

機

能

< InterFace Clear >GPIB インタフェースを初期化します。
指定されているリスナ，トーカを解除します。

DCL, SDC< Device CLear >，< Selected Device Clear >入力バッファをクリアし，コマンドの解釈・実行を中止します。
出力バッファをクリアし，ステータス・バイト・レジスタのビット 4（MAV）をクリアします。

LLO< Local LockOut >[LOCAL]ボタンによるリモート状態からローカル状態への移行を禁止します。

GTL< Go To Local >ローカル状態にします。

コントローラからインタフェース・メッセージを送る方法は，デバイス・ドライバによって異なります。詳しくは各ドライバのマニュアルをご覧ください。
RS-232 と LAN では，一部には代替機能が用意されています。

3-2

ZA57630

4． コマンド一覧 および コマンド・ツリー

4.1

コマンド一覧 ·········································· 4-2

4.2

コマンド・ツリー ···································· 4-8

4-1

ZA57630

4．コマンド一覧 および コマンド・ツリー

4.1 コマンド一覧
ZA57630 の外部制御コマンドの一覧を示します。
コマンド一覧の表で使用している記号の意味は，それぞれ以下の通りです。
なおここでは，省略可能なキーワードは全て省略したショートフォーム形式で記載しています。各コマンドのロングフォームやパラメタの形式は，詳細欄に記載のページで確認してください。
補足：データの読み出しを行うコマンドはクエリと呼ばれ疑問符で終わります。この表では，設定と読み出しの両方が可能な機能については，クエリを省略しています。
また，表中の「R/W 項目」はクエリ(R)，設定(W)の有無を，「*RST 項目」は*RST
コマンドにより初期化されることを表しています。
【測定機能コマンド】
コマンド
:OUTP
:TRIG
:TRIG:ABOR:DATA:FORM:DATA:POIN?
:DATA?
:DATA:SPOT?

機能
出力状態
測定開始
測定中止
データの取得形式
スイープ測定データ点数取得
スイープ測定データの取得
スポット測定データの取得

R/W
R/W
W
W
R/W
R
R
R

*RST
○
－
－
－
－
－
－

詳細
P5-46
P5-68
P5-67
P5-35
P5-36
P5-34
P5-37

機能
測定モード

R/W
R/W

*RST
－

詳細
P5-53

機能
スポット周波数
測定信号単位
測定信号 AC 振幅
測定信号出力制限
自動振幅制御(ALC)状態
ALC 許容誤差
ALC リトライ回数
ALC 補正率DC バイアス値
HV DC バイアス状態
DC バイアス出力先
試料駆動アンプゲイン
トリガ同期駆動
測定信号オン/オフモード
周波数変更モード
10MHz REF IN 状態
10MHz REF OUT 出力

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

*RST
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

詳細
P5-58
P5-64
P5-60
P5-61
P5-56
P5-56
P5-55
P5-55
P5-56
P5-57
P5-47
P5-61
P5-46
P5-62
P5-60
P5-62
P5-62

【Mode コマンド】
コマンド:SENS:FUNC【OSC コマンド】
コマンド:SOUR:FREQ:SOUR:UNIT:SOUR:AMPL:SOUR:LIM:SOUR:ALC:SOUR:ALC:TOL:SOUR:ALC:COUN:SOUR:ALC:FAC:SOUR:BIAS:SOUR:BIAS:HVOL:ROUT:BIAS:TERM:SOUR:MULT:OUTP:TRIG:SOUR:SLEW:TYPE:SOUR:FREQ:TRAN:SOUR:ROSC:EXT:SOUR:ROSC:OUTP

4-2

ZA57630

4．コマンド一覧 および コマンド・ツリー【Measure コマンド】
コマンド:CALC:FORM:SENS:AVER:COUN:TRIG:STTD:TRIG:DEL:TRIG:SOUR

機能
SPOT 測定項目
測定時間
測定開始ディレイ
測定ディレイ
トリガ源，
ハンドラインタフェーストリガ極性

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

*RST
○
○
○
○
○

詳細
P5-28
P5-47
P5-69
P5-68
P5-69

機能
シーケンススイープ
シーケンストリガ
スイープ項目
スイープ上下限
スイープ点数
スイープ分解能Slow Sweep 状態
Slow Sweep 監視パラメタ
Slow Sweep 許容量
共振点追尾測定機能状態
共振点追尾上下限周波数
共振点追尾目標位相
共振点追尾許容誤差
共振点追尾極性
共振点追尾追従感度

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

*RST
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

詳細
P5-62
P5-68
P5-64
P5-63
P5-64
P5-64
P5-57
P5-57
P5-57
P5-58
P5-59
P5-59
P5-59
P5-59
P

機能
グラフタイトル
X,Y1,Y2 軸フォーマット
X 軸タイプY1 軸タイプ
Y2 軸タイプ
表示データ
オートスケール
X 軸上下限値
Y1 軸上下限値
Y2 軸上下限値
グラフ表示形式
グリッド線表示
グリッド線形式
位相加算の実行
位相移動平均値
データトレース色

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
W
R/W
R/W

*RST
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
－
○
○

詳細
P5-40
P5-38
P5-43
P5-44
P5-45
P5-43
P5-42
P5-43
P5-44
P5-44
P5-40
P5-42
P5-42
P5-29
P5-54
P5-41

【Sweep コマンド】
コマンド:SOUR:SEQ:LENG:TRIG:SEQ:MODE:SOUR:SWE:TYPE:SOUR:SWE:SOUR:SWE:RES:SOUR:SWE:SPAC:SOUR:FREQ:AFC:STAT:SOUR:FREQ:AFC:TYPE:SOUR:FREQ:AFC:TOL:SOUR:FREQ:TRAC:SOUR:FREQ:TRAC:SPAN:SOUR:FREQ:TRAC:REF:SOUR:FREQ:TRAC:TOL:SOUR:FREQ:TRAC:POL:SOUR:FREQ:TRAC:FAC【Graph コマンド】
コマンド:DISP:TEXT:DISP:FORM:DISP:TRAC:X:SPAC:DISP:TRAC:Y1:SPAC:DISP:TRAC:Y2:SPAC:DISP:TRAC:STAT:DISP:TRAC:SCAL:AUTO:DISP:TRAC:X:DISP:TRAC:Y1:DISP:TRAC:Y2:DISP:MODE:DISP:TRAC:GRAT:GRID:STYL:DISP:TRAC:GRAT:GRID:LINE:CALC:FORM:UPH:SHIF:SENS:SMO:POIN:DISP:TRAC:COL

4-3

ZA57630

4．コマンド一覧 および コマンド・ツリー【Marker コマンド】
コマンド:CALC:DATA:MARK:SEAR:CALC:DATA:MARK:SEAR:AUTO:CALC:DATA:MARK:VAL:CALC:DATA:MARK:MODE:CALC:DATA:MARK:TRAC:CALC:DATA:MARK:MOVE:CALC:DATA:MARK?

機能
マーカサーチの実行
マーカ自動サーチ
マーカサーチ値
マーカモードマーカの対象データ
指定マーカの移動
マーカ値の問合せ

R/W
W
R/W
R/W
R/W
R/W
W
R

*RST
－
○
○
○
○
－
－

詳細
P5-24
P5-25
P5-27
P5-23
P5-26
P5-23
P5-22

機能
データコピーの実行
データ削除の実行
オートストア

R/W
W
W
R/W

*RST
－
－
○

詳細
P5-33
P5-32
P5-40

機能
PORT1，PORT2 レンジ
インピーダンス測定レンジ
オーバ検出レベル
オーバ検出時ビープ
オーバ検出時の測定停止
PORT1，PORT2 入力重み付け係数

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

*RST
○
○
○
○
○
○

詳細
P5-55
P5-54
P5-54
P5-54
P5-55
P5-45

機能
設定メモリへ保存実行
設定メモリから読み出し実行
設定メモリの初期化
設定メモリ名
計測メモリへ保存実行
計測メモリから読み出し実行
計測メモリの初期化
計測メモリ名

R/W
W
W
W
R/W
W
W
W
R/W

*RST
－
－
－
－
－
－
－
－

詳細
P5-14
P5-14
P5-46
P5-46
P5-37
P5-36
P5-34
P5-37

機能
ハンドラインタフェーススイープ方向
ハンドラインタフェース端子状態
ハンドラインタフェース，動作テスト

R/W
R/W
R/W
R/W

*RST
○
○
○

詳細
P5-68
P5-70
P5-71

【Trace コマンド】
コマンド:DATA:COPY:NAME:DATA:CLE:DISP:TRAC:AUTO【Range コマンド】
コマンド:SENS:VOLT:RANG:SENS:RES:RANG:SENS:VOLT:PROT:SENS:VOLT:PROT:BEEP:SENS:VOLT:PROT:MEAS:STOP:INP:GAIN【Storage コマンド】
コマンド
*SAV
*RCL
:MEM:STAT:DEL:MEM:STAT:DEF:DATA:STOR:DATA:REC:DATA:DEL:DATA:STAT:DEF【Remote コマンド】
コマンド:TRIG:DIR:TEST:HANDler:TEST:HANDler:MODE

4-4

ZA57630

4．コマンド一覧 および コマンド・ツリー【Calibration コマンド】
機能
オープン補正状態
オープン補正データ測定の実行
ショート補正状態
ショート補正データ測定の実行
ロード補正状態
ロード補正データ測定の実行
ロード標準値のフォーマット
ロード標準値
ポート延長状態
特性インピーダンス
電気長
ポート延長先オープン補正状態
ポート延長先オープン補正データ測定の実行
ポート延長先ショート補正状態
ポート延長先ショート補正データ測定の実行
ポート延長先ロード補正状態
ポート延長先ロード補正データ測定の実行
ポート延長先ロード標準値のフォーマットポート延長先ロード標準値
電位勾配補正状態
イコライズ状態
キャリブレーションの実行
キャリブレーションコードの問合せ

R/W
R/W
W
R/W
W
R/W
W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
W

*RST
○
－
○
－
○
－
○
○
○
○
○
○
－

詳細
P5-53
P5-47
P5-53
P5-48
P5-51
P5-48
P5-52
P5-52
P5-48
P5-49
P5-49
P5-51
P5-47

R/W
W

○
－

P5-51
P5-47

R/W
W

○
－

P5-49
P5-47

R/W

○

P5-50

R/W
R/W
R/W
R/W

○
○
○
－

P5-50
P5-53
P5-48
P5-47

機能
等価回路定数の問合せ
圧電素子の等価回路定数の問合せ
圧電素子の圧電定数の問合せ
圧電素子の特徴的周波数，機械的品質係数の問合せ
圧電素子の試料パラメタの問合せ
比誘電率パラメタ
比透磁率パラメタ

R/W
R
R
R
R

*RST
－
－
－
－

詳細
P5-15
P5-22
P5-31
P5-31

R
R/W
R/W

－
○
○

P5-32
P5-30
P5-29

コマンド
:SENS:CORR:OPEN:SENS:CORR:COLL:OPEN:SENS:CORR:SHOR:SENS:CORR:COLL:SHOR:SENS:CORR:LOAD:SENS:CORR:COLL:LOAD:SENS:CORR:LOAD:STAN:FORM:SENS:CORR:LOAD:STAN:SENS:CORR:EXT:SENS:CORR:EXT:IMP:SENS:CORR:EXT:DIST:SENS:CORR:EXT:OPEN:SENS:CORR:COLL:EXT:OPEN:SENS:CORR:EXT:SHOR:SENS:CORR:COLL:EXT:SHOR:SENS:CORR:EXT:LOAD:SENS:CORR:COLL:EXT:LOAD:SENS:CORR:EXT:LOAD:STAN:FORM:SENS:CORR:EXT:LOAD:STAN:SENS:CORR:SLOP:STAT:SENS:CORR:EQU:SENS:CORR:COLL【Calculate コマンド】
コマンド:CALC:CKIT:CONS?
:CALC:PZT:CKIT:CONS?
:CALC:PZT:CONS?
:CALC:PZT:FAC?
:CALC:PZT:SHAP?
:CALC:PERMIT:PAR:CALC:PERMEA:PAR

4-5

ZA57630

4．コマンド一覧 および コマンド・ツリー【Comparator コマンド】
コマンド:CALC:COMP:CALC:COMP:MODE:CALC:COMP:BIN:NOM:CALC:COMP:BIN:BOUN:CALC:COMP:ZONE:CALC:COMP:ZONE:MODE:CALC:COMP:ZONE:REF:TRAC:CALC:COMP:ZONE:REF:BOUN:CALC:COMP:ZONE:IMM:BOUN:CALC:COMP:BEEP:CALC:COMP:RES?

機能ビン判定，リミット判定機能状態
ビン判定形式(偏差モード)
第 1 パラメタ基準値，第 2 パラメタ基準値
各ビンのパラメタ上下限値
ゾーン判定機能状態
ゾーン判定形式(偏差モード)
ゾーン判定で使用する基準トレース
ゾーン判定の判定基準値(REF(DEV)，
REF(%DEV))
ゾーン判定の判定基準値(IMMED)
判定時のビープ音
直前のビン判定，ゾーン判定結果の問合せ

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

*RST
－
○
○
○
○
○
○
○

詳細
P5-19
P5-17
P5-16
P5-16
P5-22
P5-21
P5-21
P5-21

R/W
R/W
R

○
○
－

P5-20
P5-15
P5-18

機能
ビープ音状態
現在の年月日現在の時分秒
設定初期化
AUX コネクタの各入力端子レベル問合せ
AUX コネクタの各出力端子
LCD 輝度
機器固有情報の問合せ

R/W
R/W
R/W
R/W
W
R
R/W
R/W
R

*RST
－
－
－
－
－
○
－
－

詳細
P5-66
P5-66
P5-67
P5-14
P5-65
P5-66
P5-37
P5-13

機能
ステータス・レジスタとエラー・キュークリア
スタンダード・イベント・ステータス
イネーブル・レジスタ
スタンダード・イベント・ステータス
レジスタの問合せ
サービス・リクエスト
イネーブル・レジスタ
ステータス・バイト・レジスタの問合せ
オペレーション・ステータス
コンディション・レジスタの問合せ
オペレーション・ステータス
イベント・イネーブル・レジスタ
オペレーション・ステータス
イベント・レジスタの問合せ
オペレーション・ステータス
負トランジション・フィルタ
オペレーション・ステータス
正トランジション・フィルタ
エラー・メッセージの問合せ

R/W
W

*RST
－

詳細
P5-13

R/W

－

P5-13

R

－

P5-13

R/W

－

P5-13

R
R

－
－

P5-14
P5-64

R/W

－

P5-65

R

－

P5-65

R/W

－

P5-65

R/W

－

P5-65

R

－

P5-67

【Other コマンド】
コマンド:SYST:BEEP:SYST:DATE:SYST:TIME*RST:SYST:AUX:INP:SYST:AUX:OUTP:DISP:BRIG*IDN?
【ステータス・システム・コマンド】
コマンド
*CLS
*ESE
*ESR?
*SRE
*STB?
:STAT:OPER:COND?
:STAT:OPER:ENAB:STAT:OPER?
:STAT:OPER:NTR:STAT:OPER:PTR:SYST:ERR?

4-6

ZA57630

4．コマンド一覧 および コマンド・ツリー【システムコマンド】
コマンド
*TST?
*OPC
*WAI
:SYST:LOC:SYST:REM:SYST:RWL:HCOP:DATA?

機能
自己診断結果 問合せ
前の全コマンド終了を通知
コマンド，クエリの実行待ち
ローカル状態にする ※リモート状態にする ※LLO 状態にする ※ハードコピーデータの取得

R/W
R
R/W
W
W
W
W
R

*RST
－
－
－
－
－
－
－

詳細
P5-14
P5-13
P5-14
P5-67
P5-67
P5-67
P5-45

※RS232，LAN のときのみ使用可能

4-7

ZA57630

4．コマンド一覧 および コマンド・ツリー

4.2 コマンド・ツリー
ZA57630 のサブシステム・コマンド・ツリーを以下に示します。
ツリー中の角かっこ([ ])は，省略可能なキーワードを表し，縦棒(|)は，複数のキーワードの選択肢を分けています。
＜ルート＞
CALCulate

コマンド・ツリー 1/3
CKIT
COMParator

CONStant
BEEPerBIN
MODE
RESult[STATe]ZONE[STATe]BOUNdsNOMinal[STATe]IMMediate
MODE
REFerence

BOUNds
BOUNdsTRACe[STATe]DATA

MARKerMODE
MOVE
SEARch
AUTO
TRACe
VALue

FORMatPERMEAbility
PERMITtivity
PZT

DATA

CLEar
COPY
[DATA]
DELete
FORMatPOINtsRECall
SPOT
STATe
STORe

UPHasePARameter
PARameter
CKIT
CONStant
FACtor
SHAPe

SHIFt
CONStant

NAME

DEFine

つづく

4-8

ZA57630

4．コマンド一覧 および コマンド・ツリー

DISPlay

BRIGhtness[WINDow]

コマンド・ツリー 2/3
FORMat
MODE
TEXT
TRACe

[DATA]AUTO
COLor
GRATicule
SCALe
STATe
X

GRID

LINE
STYLe

AUTO
SPACing

Y1
SPACing
Y2
SPACing
HCOPy
INPut
MEMory

DATA
GAIN
STATe

OUTPut[STATe]TRIGger
BIAS
AVERage
CORRection

ROUTe
SENSe

DEFineDELeteTERMinals
COUNt
COLLect[ACQuire]
EXTension
LOAD
OPEN
SHORt

LOAD
OPEN
SHORt
[ACQuire][ACQuire][ACQuire][ACQuire][ACQuire][ACQuire]

EQUalizing
EXTension
DISTance
IMPedance
LOAD
STANdard
FORMat
OPEN
SHORt
LOAD
STANdard
FORMat
OPEN
SHORt
SLOPe
FUNCtion
RESistance
SMOothing
VOLTage

STATe

RANGe
POINtsPROTection

BEEPer[LEVel]
MEASure

STOP

RANGe
つづく

4-9

ZA57630

4．コマンド一覧 および コマンド・ツリー

SOURce

ALC

COUNt
FACtor[STATe]TOLerance

コマンド・ツリー 3/3

BIAS
FREQuency

HVOLtageAFC

STATe
TOLerance
TYPE[CW | FIXed]
TRACk
FACtorPOLarity
REFerence
SPAN
TOLerance

STATus

SYSTemTRIGger

TEST

TRANsition{LEVel | IMMediate | AMPLitude}
LIMit[AMPLitude]
MULTiplier
ROSCillator
EXTernal
OUTPutSEQuence
LENGth
SLEW
TYPE
SWEep
RESolution
SPACing
TYPE
UNIT
OPERation
CONDition
ENABle[EVENt]NTRansition
PTRansition
AUXiliary
INPut
OUTPut
BEEPer
DATE
ERRor
LOCal
REMoteRWLock
TIME
ABORt
DELay
DIRection[IMMediate]
SEQuence
MODE
SOURce
STTDelay
HANDler
MODE

4-10

ZA57630

5． コマンド解説

5.1

コマンドの概要 ······································· 5-2

5.2

シーケンシャル・コマンド ······················ 5-12

5.3

コマンド詳細説明 ·································· 5-13

5-1

ZA57630

5．コマンド解説

5.1 コマンドの概要
ZA57630 のコマンドは，IEEE488.2 で定義された共通コマンドと，機器固有の機能に対応するサブシステム・コマンドに大別されます。

5.1.1 表記方法
本書では説明の便宜上，下記の表記を用います。
<>< > 内はパラメタまたは，パラメタの形式を表します。

[][ ] 内はオプションを示し，省略することができます。

{abc|xyz}“abc” または “xyz” のどちらかを使用することを意味します。
[abc|xyz]“abc” または “xyz” のどちらかを使用することを意味しますがオプション であり，省略が可能です。
大文字，小文字
大文字および小文字で表されたキーワードはロングフォーム，大文字はショートフォームを表しています。

5-2

ZA57630

5．コマンド解説

5.1.2 コマンド
ZA57630 のプログラム・メッセージは，共通コマンドとサブシステム・コマンドで構成されています。 ここでは，それぞれのコマンドのフォーマット，サブシステムのコマ
ンド・ツリーなどについて説明します。

5.1.2.1

共通コマンド共通コマンドは，機器の総合的な機能の制御を行うためのコマンドです。
共通コマンドのシンタックスを図 5-1に示します。

*

SP

キーワード

パラメタ

?

図 5-1

共通コマンドのシンタックス

図 5-1 中のキーワードは，アルファベット 3 文字で構成されています。ここで SP は
空白 (ASCII コードで 32) となります。

5.1.2.2

サブシステム・コマンド

サブシステム・コマンドは，機器の特定の機能を実行するためのコマンドで，ルート・
キーワード，1 つまたは複数の下位レベル・キーワード，パラメタおよびサフィックスで構成されています。
以下にコマンドとクエリ ( 問合せ ) の例を示します。

:OUTPut:STATe ON:OUTPut:STATe?

OUTPut は，第 2 レベルのキーワードを結合するルート・レベル・キーワードで，
ON はパラメタとなります。

5-3

ZA57630

5．コマンド解説

5.1.2.3

サブシステム・コマンドのシンタックス

サブシステム・コマンドのシンタックスを図 5-2 に示します。

,

:

SP

キーワード

:

パラメタ
サフィックス?

図 5-2

サブシステム・コマンドのシンタックス(A) キーワード
図 5-2 のキーワードは，アルファベットから始まり，大文字・小文字アルファベット，
アンダースコア (_) 及び数字からなる最大 12 個の文字列です。
「5.3

コマンド詳細説明」に示した大部分のキーワードは大文字・小文字が混在したものです。ここで，大文字はショートフォーム，大文字および小文字はロングフォームのキーワードをあらわしています。キーワードは説明の便宜上，大文字と小文字を使用
していますが，実際のコマンドでは，大文字と小文字を区別しません。表 5-1 にキーワ
ード「OUTPut」の場合の例を示します。
表 5-1

機器が受け入れるキーワード，受け入れないキーワード (「OUTPut」の場合 )

キーワード

説明

OUTPUT

ロングフォームとして使用できます。

OUTP

ショートフォームとして使用できます。

OuTpUt

大文字・小文字を区別されません。ロングフォームとして使用できます。

oUtP

大文字・小文字を区別されません。ショートフォームとして使用できます。

OUTPU

ロングフォーム，ショートフォームのいずれにも該当しない
ため，使用できません。

OUT

ロングフォーム，ショートフォームのいずれにも該当しない
ため，使用できません。

5-4

ZA57630

5．コマンド解説(B) キーワード・セパレータ
図 5-2 中のコロン (:) はキーワード・セパレータとして解釈されます。このキーワー
ド・セパレータはコマンド・ツリーの上位レベルのキーワードと下位レベルのキーワー
ドを区切る役割があります。
なお，サブシステム・コマンドの先頭にあるコロン (:) は，ルート・スペシファイアとして解釈されます。このルート・スペシファイアは，カレント・パスをルートに設定するものです。
(C) キーワードの省略「5.3

コマンド詳細説明」で示されたコマンドで，鉤括弧 ([ ]) で囲まれたキーワー

ドは省略することができます。 省略した場合，本器は，そのオプションのキーワードを受け取ったものとしてコマンドの解析を行います。
例えば，:OUTPut[:STATe]の場合，以下のどちらのコマンドも使用することができます。
:OUTPut:STATe:OUTPut(D) パラメタ
パラメタの型は以下の通りです。
(1) 数値パラメタ (<NRf>，<NR1>，<NR2>，<NR3>)
数値パラメタには整数形式を表す<NR1>，実数(浮動小数)形式を表す<NR2>，実数(指数)形式を表す<NR3>があります。<NRf>は<NR1>，<NR2>，<NR3>を含めた総称です。数値パラメタのシンタックスを以下に示します。

<NR1>
<NR2>
<NR3>
図 5-3

数値パラメタ (<NRf>) のシンタックス

5-5ZA57630

5．コマンド解説

数字
＋

－

図 5-4

数値パラメタ (<NR1>) のシンタックス

数字

数字

.

＋

－

図 5-5

数値パラメタ (<NR2>) のシンタックス

指 数

仮 数

図 5-6

数値パラメタ (<NR3>) のシンタックス

ここで，図 5-6 の仮数と指数のシンタックスを以下に示します。

数字
数字

.
＋
数字
－

.
数字

図 5-7

仮数のシンタックス

数字

E/e
＋

－

図 5-8

指数のシンタックス
5-6

ZA57630

5．コマンド解説(2) ディスクリート・パラメタ (<DISC>)
ディスクリート・パラメタのシンタックスを以下に示します。

選択 1

選択 2

選択 3

選択 N

図 5-9

ディスクリート・パラメタ (<DISC>) のシンタックス(3) 真偽値パラメタ (<BOL>)
真偽値パラメタのシンタックスを以下に示します。
真偽値パラメタは，0 以外を真(ON)，0 を偽(OFF)として解釈します。

<NBOL>
ONOFF
図 5-10

真偽値パラメタ (<BOL>) のシンタックス(4) 文字列パラメタ (<STR>)
文字列パラメタのシンタックスを以下に示します。

’

’
’
(文字)

’

’以外
の文字

”

”
”
(文字)

”

”以外
の文字

図 5-11

文字列パラメタ (<STR>) のシンタックス
5-7

ZA57630

5．コマンド解説(5) ブロック・パラメタ (<BLK>)
ブロック・パラメタのシンタックスを以下に示します。

0 以外
の数字

#

0
図 5-12

数字

バイト･
データ

バイト･
データ

NL

^END

ブロック・パラメタ (<BLK>) のシンタックス

ここで，NL は改行 (ASCII コードで 10)，^END は最終バイトでアサートされる
EOI となります。
(E) パラメタ・セパレータ
パラメタ・セパレータは，2 以上のパラメタを持つコマンドに使用するもので，パラ
メタとパラメタの間の区切りとして使用します。
(F) クエリ・パラメタ
クエリ・パラメタは，クエリの「?」の後ろに指定するものです。
(G) サフィックス
一部のコマンドでは，SI 接頭辞と単位を指定して値を設定することができます。
サフィックスのシンタックスを以下に示します。

SP
図 5-13SI 接頭辞単位

サフィックスのシンタックス

5-8

ZA57630

5．コマンド解説

5.1.2.4

プログラム・メッセージのシンタックス

2 つ以上の共通コマンドとサブシステム・コマンドを組合せ，1 つのプログラム・メッ
セージとしてコントローラから機器に送信することができます。 プログラム・メッセー
ジのシンタックスを以下に示します。

；
^END
共通
コマンド

NL

サブシステム
コマンド

^END
NL

図 5-14

プログラム・メッセージのシンタックス

コマンドとコマンドはセミコロン (;) によって区切ります。

5.1.2.5

応答メッセージのシンタックス

応答メッセージとは，クエリに対する機器側からの送信データです。
(A) 応答メッセージのシンタックス
応答メッセージのシンタックスを図 5-15 に示します。

；
，
応答データ

図 5-15NL^END

応答メッセージのシンタックス

応答メッセージでは，セパレータとしてコンマ (,) とセミコロン (;) を使用します。1
つのコマンドで複数の値を返す場合は，それぞれのデータをコンマ (,) で区切られます。
一方，1 つのプログラム・メッセージに複数のクエリがあった場合，それぞれのクエリに対応するデータはセミコロン (;) により区切られます。
(B) 応答メッセージのデータ応答メッセージのデータの型は以下の通りです。
(1) 数値応答データ (<NR1>，<NR2>，<NR3>)
5-9

ZA57630

5．コマンド解説
数値応答データのシンタックスを以下に示します。

数字
＋

－

図 5-16

整数応答データ (<NR1>) のシンタックス

数字

.

数字

＋

－

図 5-17

NR2 数値応答データ (<NR2>) のシンタックス

数字

.

数字

＋

－

E

数字
＋

－

図 5-18

NR3 数値応答データ (<NR3>) のシンタックス

5-10

ZA57630

5．コマンド解説(2) ディスクリート応答データ (<DISC>)
ディスクリート応答データのシンタックスを以下に示します。

選択 1

選択 2

選択 3

選択 N

図 5-19

ディスクリート応答データ (<DISC>) のシンタックス(3) 数値真偽値応答データ (<NBOL>)
数値真偽値応答データのシンタックスを以下に示します。

01

図 5-20

数値真偽値応答データ (<NBOL>) のシンタックス(4) 文字列応答データ (<STR>)
文字列応答データのシンタックスを以下に示します。

”

”
”
(文字)

”

”以外
の文字

図 5-21

文字列応答データ (<STR>) のシンタックス(5) 確定長任意ブロック応答データ (<DBLK>)
確定長任意ブロック応答データのシンタックスを図 5-22 に示します。

#
図 5-22

0 以外
の文字

数字

バイト･
データ

確定長任意ブロック応答データ (<DBLK>) のシンタックス

5-11

ZA57630

5．コマンド解説

5.2 シーケンシャル・コマンド
ZA57630 のコマンドはすべてシーケンシャル・コマンドです。そのコマンドの実行が終わってから，後続のコマンド実行します。オーバラップ・コマンドはありません。

5-12

ZA57630

5．コマンド解説

5.3 コマンド詳細説明
各コマンドの詳細を説明します。
補足：表中の分解能にて「有効桁 6 桁(<1 n(10-9)は 1 f(10-15))」といった表現があり

ますが，これは通常は有効桁 6 桁で，設定値が 1 n(10-9)未満では 1 f(10-15)であることを表しています。

5.3.1 *CLS
説明
備考

イベント・レジスタ及びエラー・キューのクリア
クリア対象は以下
ステータス・バイト・レジスタ
スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ
オペレーション・ステータス・イベント・レジスタ
エラー・キュー

5.3.2 *ESE <value>
*ESE?
説明
パラメタ

スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタの設定，問合せ<value><NR1> スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ
範囲：0～255
分解能
：1
初期値
：0
<NR1>
電源投入時に初期化される。*RST では初期化されない。

応答形式
備考

5.3.3 *ESR?
説明
応答形式
備考

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの問合せ<NR1>
スタンダード・イベント・ステータス・レジスタは，*ESR? クエリもしくは*CLS コマンドを受信した場合にクリアされる

5.3.4 *IDN?
説明
応答形式

備考

機器固有情報 問合せ<corporation>,<model>,<serial>,<ver><corporation> <STR>
社名（NF Corporation）<model><STR>
型名（ZA57630）<serial><STR>
シリアル番号
<ver>
<STR>
バージョン
応答は””を含まない状態で返す
NF Corporation,ZA57630,1234567,Ver1.00

5.3.5 *OPC
*OPC?
説明
応答形式
備考

*OPC
*OPC?
<NR1>
―

：前の全コマンド終了時の OPC ビットへの 1 の設定：前の全コマンド終了時の出力バッファへの 1 の設定

5-13

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.6 *RCL <value>
説明
パラメタ

備考

設定メモリ(内部メモリ)から読み出し実行<value><NR1> 設定メモリ No
範囲
：1～32
分解能
：1
―

5.3.7 *RST
説明
備考

設定初期化
―

5.3.8 *SAV <value>
説明
パラメタ

備考

設定メモリ(内部メモリ)へ保存実行<value><NR1> 設定メモリ No
範囲
：1～32
分解能
：1
―

5.3.9 *SRE <value>
*SRE?
説明
パラメタ

応答形式
備考

サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタの設定，問合せ<value><NR1>
サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ
範囲：0～255
分解能
：1
初期値
：0
<NR1>
電源投入時に初期化される。*RST では初期化されない。

5.3.10 *STB?
説明
応答形式
備考

ステータス・バイト・レジスタ問合せ<NR1>―

5.3.11 *TST?
説明
応答形式
備考

自己診断結果 問合せ<NR1>
常に 0 を返す

5.3.12 *WAI
説明
備考

オーバーラップコマンドの実行終了待機
ZA57630 に対象となるオーバーラップコマンドはない

5-14

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.13 :CALCulate:CKIT:CONStant?
説明
応答形式

備考

現在設定されている等価回路タイプおよび演算で得られた等価回路定数の問合せ<type>,<const0>,<const1>,<const2>,<const3><type><NR1> 等価回路タイプ (1～6)<const0><NR3> 等価回路定数 0<const1><NR3> 等価回路定数 1<const2><NR3> 等価回路定数 2<const3><NR3> 等価回路定数 3等価回路定数 0～3 の対応は以下の通り。
【type = 1～4 のとき】 ：<const0> C , <const1> R , <const2> L , <const3> 0 固定
【type = 5 のとき】：<const0> C0 , <const1> C1 , <const2> R , <const3> L【type = 6 のとき】：<const0> C , <const1> R0 , <const2> R1 , <const3> 0 固定

5.3.14 :CALCulate:COMParator:BEEPer[:STATe] <sw>
:CALCulate:COMParator:BEEPer[:STATe]?
説明
パラメタ

応答形式
備考

コンパレータ機能でビープ音を鳴らすかの設定/問合せ<sw><BOL> ビープ音の許可/禁止
ON | 1
判定結果が指定の条件に当てはまる時に，ビープ音を鳴らす
OFF | 0
ビープ音を一切鳴らさない*RST 値 ：ON<NBOL>
測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー

5-15

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.15 :CALCulate:COMParator:BIN:BOUNds <bin_no>,<lower1>,<upper1>,<lower2>,<upper2>:CALCulate:COMParator:BIN:BOUNds? <bin_no>
説明
パラメタ

クエリ
パラメタ
応答形式

備考

各ビンのパラメタ範囲上下限の設定/問合せ<bin no><NR1>
パラメタ範囲上下限を設定する対象のビン番号
範囲
：1～14
分解能
：1
<lower1> <NRf> | OFF
ビン判定第 1 パラメタ下限値
範囲：-1.0 T～1.0 T(1012)
分解能：有効桁 6 桁 (<1 n(10-9)は 1 f(10-15))*RST 値 ：0.0
<upper1> <NRf> | OFF
ビン判定第 1 パラメタ上限値
範囲：<lower1>と同じ分解能：<lower1>と同じ*RST 値 ：0.0
<lower2> <NRf> | OFF
ビン判定第 2 パラメタ下限値
範囲：-1.0 T～1.0 T(1012)
分解能：有効桁 6 桁 (<1 n(10-9)は 1 f(10-15))*RST 値 ：0.0
<upper2> <NRf> | OFF
ビン判定第 2 パラメタ上限値
範囲：<lower2>と同じ分解能：<lower2>と同じ*RST 値 ：0.0
<bin no><NR1>
パラメタ範囲上下限を設定する対象のビン番号
範囲
：1～14
分解能
：1
<lower1>,<upper1>,<lower2>,<upper2><lower1> <NR3> | OFF
ビン判定第 1 パラメタ下限値<upper1> <NR3> | OFF
ビン判定第 1 パラメタ上限値<lower2> <NR3> | OFF
ビン判定第 2 パラメタ下限値<upper2> <NR3> | OFF
ビン判定第 2 パラメタ上限値
・コンパレータ判定形式が DEV の時は基準値からの偏差を，コンパレータ判定形式が PCNTの時は基準値からの偏差%を本コマンドで指定する
・<upper>の値が<lower>の値より小さい場合，<lower>の値が<upper>の値より大きい場合
はエラー・測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー

5.3.16 :CALCulate:COMParator:BIN:NOMinal <nom1>,<nom2>:CALCulate:COMParator:BIN:NOMinal?
説明
パラメタ

応答形式

備考

コンパレータ機能の第 1 パラメタ，第 2 パラメタの基準値の設定/問合せ<nom1><NRf>
第 1 パラメタの基準値
範囲：-1.0 T～1.0 T(1012)
分解能：有効桁 6 桁 (<1 n(10-9)は 1 f(10-15))*RST 値 ：0.0
<nom2><NRf>
第 2 パラメタの基準値
範囲：-1.0 T～1.0 T(1012)
分解能：有効桁 6 桁 (<1 n(10-9)は 1 f(10-15))*RST 値 ：0.0
<nom1>,<nom2><nom1><NR3>
第 1 パラメタの基準値<nom2><NR3>
第 2 パラメタの基準値
測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー

5-16

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.17 :CALCulate:COMParator:BIN[:STATe] <bin> <sw>
:CALCulate:COMParator:BIN[:STATe]? <bin>
説明
パラメタ

クエリ
パラメタ
応答形式
備考

各ビンの有効/無効の設定/問合せ
<bin>
<NR1>
有効/無効を切り替える対象のビン
範囲
：1～14
分解能
：1
<sw>
<BOL>
有効/無効の設定
ON | 1<bin>で指定された番号のビンを有効にします
OFF | 0 <bin>で指定された番号のビンを無効にします*RST 値 ：0（BIN1 は 1 固定）
<bin>
<NR1>
有効/無効を問い合わせる対象のビン<NBOL>
・<bin>が 1 の時，<sw>は 1 固定・測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー

5.3.18 :CALCulate:COMParator:MODE <mode>:CALCulate:COMParator:MODE?
説明
パラメタ

応答形式
備考

コンパレータ機能の判定形式の設定/問合せ<mode><DISC>
判定形式
ABS
絶対値 (最大値，最小値) による判定
DEV
基準値からの偏差による判定
PCNT
偏差パーセント値による判定*RST 値 ：ABS
ABS | DEV | PCNT
測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー

5-17

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.19 :CALCulate:COMParator:RESult?
説明
応答形式

備考

直前のビン判定またはゾーン判定結果の問合せ【ビン判定時，ゾーン判定時】 ： <type>,<result>【リミット判定時】： <type>,<result-pri>,<result_sec><type><DISC> 判定形式
LIMIT | BIN | ZONE | NA
LIMIT
リミット判定（BIN1 のみ有効にしたビン判定）
BIN
ビン判定
ZONE
ゾーン判定
NA
判定していない<result><DISC> ビン判定結果
BIN1 | BIN2 | BIN3 | BIN4 | BIN5 | BIN6 | BIN7 | BIN8 |BIN9 | BIN10 | BIN11 | BIN12 | BIN13 | BIN14 | OUT | ERR
BIN1
BIN1 判定範囲内
BIN2
BIN2 判定範囲内
BIN3
BIN3 判定範囲内
BIN4
BIN4 判定範囲内
BIN5
BIN5 判定範囲内
BIN6
BIN6 判定範囲内
BIN7
BIN7 判定範囲内
BIN8
BIN8 判定範囲内
BIN9
BIN9 判定範囲内
BIN10
BIN10 判定範囲内
BIN11
BIN11 判定範囲内
BIN12
BIN12 判定範囲内
BIN13
BIN13 判定範囲内
BIN14
BIN14 判定範囲内
OUT
全ての BIN の判定範囲外
ERR
測定異常などのエラー
ゾーン判定結果
IN | PRIIN | SECIN | OUT | ERR |NAIN
第 1 パラメタ，第 2 パラメタともに IN
PRIIN
第 1 パラメタのみ IN, 第 2 パラメタは OUT
SECIN
第 2 パラメタのみ IN, 第 1 パラメタは OUT
OUT
両方のパラメタで OUT
ERR
測定異常などのエラーNA判定していない<result-pri> <DISC> 第 1 パラメタ判定結果
LO | IN | HI | ERR
LO
第 1 パラメタ判定基準値未満
IN
判定基準値以内HI
第 1 パラメタ判定基準値超ERR
測定異常などのエラー<result_sec> <DISC> 第 2 パラメタ判定結果
LO | IN | HI | ERR
LO
第 2 パラメタ判定基準値未満
IN
判定基準値以内HI
第 2 パラメタ判定基準値超ERR
測定異常などのエラー
・起動してから一度も判定を行っていなければ，NA,NA を返す
・リミット判定でエラー発生時は<result-pri>,<result_sec>ともに ERR を返す

5-18

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.20 :CALCulate:COMParator[:STATe] <sw>
:CALCulate:COMParator[:STATe]?
説明
パラメタ

応答形式
備考

コンパレータ機能の有効/無効の設定/問合せ
<sw>
<BOL>
コンパレータ機能の有効/無効
ON | 1
コンパレータ機能を有効にする
OFF | 0 コンパレータ機能を無効にする*RST 値 ：0<NBOL>
・コンパレータを有効にしたときは常にビン判定/リミット判定機能が動作する。
(ハンドラインタフェースのテスト機能利用時を除く)
・測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー

5-19

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.21:CALCulate:COMParator:ZONE:IMMediate:BOUNds<sweep(1)>,<lower1(1)>,<upper1(1)>,<lower2(1)>,<upper2(1)>[,<sweep(2)>,<lower1(2)>,<upper1(2)>,<lower2(2)>,<upper2(2)>[, …
[,<sweep(n)>,<lower1(n)>,<upper1(n)>,<lower2(n)>,<upper2(n)>]]]:CALCulate:COMParator:ZONE:IMMediate:BOUNds?

説明
パラメタ

応答形式

備考

ゾーン判定形式 IMMED でのゾーン判定基準値の設定/問合せ<sweep(m)><NRf>
ゾーン判定基準値のスイープパラメタ値
範囲：-1.0 T～1.0 T(1012)
分解能：有効桁 6 桁 (<1 n(10-9)は 1 f(10-15))*RST 値 ：OFF（基準値データが無い状態）<lower1(m)> <NRf> | OFF
ゾーン判定基準値 Y1 下限値
範囲：-1.0 T～1.0 T(1012)
分解能：有効桁 6 桁 (<1 n(10-9)は 1 f(10-15))*RST 値 ：OFF（基準値データが無い状態）<upper1(m)> <NRf> | OFF
ゾーン判定基準値 Y1 上限値
範囲：<lower1(m)>と同じ
分解能：<lower1(m)>と同じ*RST 値 ：OFF（基準値データが無い状態）<lower2(m)> <NRf> | OFF
ゾーン判定基準値 Y2 下限値
範囲：-1.0 T～1.0 T(1012)
分解能：有効桁 6 桁 (<1 n(10-9)は 1 f(10-15))*RST 値 ：OFF（基準値データが無い状態）<upper2(m)> <NRf> | OFF
ゾーン判定基準値 Y2 上限値
範囲：<lower2(m)>と同じ
分解能：<lower2(m)>と同じ*RST 値 ：OFF（基準値データが無い状態）<sweep(1)>,<lower1(1)>,<upper1(1)>,<lower2(1)>,<upper2(1)>,<sweep(2)>,<lower1(2)>,<upper1(2)>,<lower2(2)>,<upper2(2)>, …
<sweep(n)>,<lower1(n)>,<upper1(n)>,<lower2(n)>,<upper2(n)><sweep(m)><NR3> | OFF
ゾーン判定基準値のスイープパラメタ値<lower1(m)> <NR3> | OFF
ゾーン判定基準値 Y1 下限値<upper1(m)> <NR3> | OFF
ゾーン判定基準値 Y1 上限値<lower2(m)> <NR3> | OFF
ゾーン判定基準値 Y2 下限値<upper2(m)> <NR3> | OFF
ゾーン判定基準値 Y2 上限値
・<lower>,<upper>に値を設定しない場合は「OFF」を指定する。
・測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー
・シーケンス測定が有効の時に設定する場合はエラー
・X 軸がスイープパラメタ以外の時に設定する場合はエラー
・<upper>の値が<lower>の値より小さい場合，<lower>の値が<upper>の値より大きい場合
はエラー
・設定時は最大 20 セットまで。
・<sweep>,<lower1>,<upper1>,<lower2>,<upper2>のセットが揃っていない場合は最後のデータセットを捨てる。(Unexpected number of parameters)
・クエリ時は 20 セット返す。
・設定されてない場合は OFF を入れて返す

5-20

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.22 :CALCulate:COMParator:ZONE:MODE <mode>:CALCulate:COMParator:ZONE:MODE?
説明
パラメタ

応答形式
備考

ゾーン判定の判定形式の設定/問合せ<mode><DISC> ゾーン判定の判定形式
IMMediate
ZONE-IMMED 判定
DEV
ZONE-REF 判定 (DEV)
PCNT
ZONE-REF 判定 (DEV%)*RST 値 ：DEV
IMM | DEV | PCNT
・測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー
・シーケンス測定が有効の時に設定する場合はエラー
・X 軸がスイープパラメタ以外の時に設定する場合はエラー

5.3.23 :CALCulate:COMParator:ZONE:REFerence:BOUNds <lower1>,<upper1>,<lower2>,<upper2>:CALCulate:COMParator:ZONE:REFerence:BOUNds?
説明
パラメタ

応答形式

備考

ゾーン判定形式 REF(DEV)または REF(DEV%)でのゾーン判定偏差の設定/問合せ<lower1><NRf> | OFF ゾーン判定基準値 Y1 下限値
範囲：-1.0 T～1.0 T(1012)
分解能：有効桁 6 桁 (<1 n(10-9)は 1 f(10-15))*RST 値 ：OFF
<upper1><NRf> | OFF ゾーン判定基準値 Y1 上限値
範囲：<lower1>と同じ分解能：<lower1>と同じ*RST 値 ：OFF
<lower2><NRf> | OFF ゾーン判定基準値 Y2 下限値
範囲：-1.0 T～1.0 T(1012)
分解能：有効桁 6 桁 (<1 n(10-9)は 1 f(10-15))*RST 値 ：OFF
<upper2><NRf> | OFF ゾーン判定基準値 Y2 上限値
範囲：<lower2>と同じ分解能：<lower2>と同じ*RST 値 ：OFF
<lower1>,<upper1>,<lower2>,<upper2><lower1><NR3> | OFF
ゾーン判定基準値 Y1 下限値<upper1><NR3> | OFF
ゾーン判定基準値 Y1 上限値<lower2><NR3> | OFF
ゾーン判定基準値 Y2 下限値<upper2><NR3> | OFF
ゾーン判定基準値 Y2 上限値
・測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー
・シーケンス測定が有効の時に設定する場合はエラー
・X 軸がスイープパラメタ以外の時に設定する場合はエラー
・<upper>の値が<lower>の値より小さい場合，<lower>の値が<upper>の値より大きい場合
はエラー

5-21

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.24 :CALCulate:COMParator:ZONE:REFerence:TRACe <no>
:CALCulate:COMParator:ZONE:REFerence:TRACe?
説明
パラメタ

応答形式
備考

ゾーン判定形式 REF(DEV)または REF(DEV%)で使用する参照トレース番号の設定/問合せ
<no>
<NR1>
ゾーン判定で使用する参照トレース番号
範囲
：1～8
分解能
：1
*RST 値 ：1<NR1>・測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー
・シーケンス測定が有効の時に設定する場合はエラー
・X 軸がスイープパラメタ以外の時に設定する場合はエラー

5.3.25 :CALCulate:COMParator:ZONE[:STATe] <sw>
:CALCulate:COMParator:ZONE[:STATe]?
説明
パラメタ

応答形式
備考

ゾーン判定の有効/無効の設定/問合せ
<sw>
<BOL>
ゾーン判定の有効/無効
ON | 1
ゾーン判定を有効にする
OFF | 0
ゾーン判定を無効にする*RST 値 ：0<NBOL>
・測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー
・シーケンス測定が有効の時に設定する場合はエラー
・X 軸がスイープパラメタ以外の時に設定する場合はエラー

5.3.26 :CALCulate:DATA:MARKer? <marker>
説明
クエリ
パラメタ
応答形式

備考

マーカ値を読み出す<marker><NR1>

クエリ対象のマーカ番号
範囲
：1～8
分解能
：1
【X 軸が SWEEP の場合】
： <SWEEPdata>,<Y1data>,<Y2data>,<status>【X 軸が SWEEP 以外の場合】 ： <SWEEPdata>,<Xdata>,<Y1data>,<status><SWEEPdata><NR2>
スイープパラメタ<Xdata><NR3>
X 軸データ<Y1data><NR3>
Y1 軸データ<Y2data><NR3>
Y2 軸データ<status>
<NR1>
ステータス
・データのフォーマットはグラフ設定の各軸データ設定に従う。
・測定していないなど，有効な測定データがない場合は『NaN』を返す（Not a Number）
・スイープ測定中は，現在の測定値を返す。
・スイープ測定後は，マーカの表示状態に関係なく，指定したマーカがある位置のデータを返す
・指定されたマーカの表示モードがデルタ(DELTa)またはトラッキングデルタ(TRACk)のときはマーカ 1 との差分を返す。

5-22

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.27 :CALCulate:DATA:MARKer:MODE <marker>,<mode>:CALCulate:DATA:MARKer:MODE? <marker>
説明
パラメタ

クエリ
パラメタ
応答形式
備考

マーカモードの設定，問合せ<marker><NR1>
設定対象のマーカ番号
範囲
：1～8
分解能
：1
<mode><DISC> マーカモード
OFF
マーカ非表示NORMal現在値を表示DELTa
マーカ 1 との値の差を表示
TRACk
マーカ 1 との値の差を表示(マーカ 1 と連動して移動)*RST 値 ：マーカ 1 は NORM，それ以外は OFF<marker><NR1>
問い合わせ対象のマーカ番号
範囲
：1～8
分解能
：1
OFF | NORM | DELT | TRAC
・マーカ 1 のマーカモードに DELTa または TRACk を指定した場合はエラー
・マーカ 1 のマーカモードが OFF である時，マーカ 2～8 のマーカモードに DELTa またはTRACk を指定した場合はエラー

5.3.28 :CALCulate:DATA:MARKer:MOVE <marker>,<position>
説明
パラメタ

備考

指定された番号のマーカを指定された位置へ移動<marker><NR1> 設定対象のマーカ番号
範囲
：1～8
分解能
：1
<position> <NRf>
マーカの移動先(スイープ対象パラメタで指定)【周波数スイープ時】： 周波数[Hz]【振幅スイープ時】： 測定信号出力電圧[Vrms]/電流 [Arms]【オフセットスイープ時】 ： バイアス出力電圧[V]/電流[A]【ゼロスパンスイープ時】 ： スイープ開始からの経過時間[s]範囲：-1.0 T～1.0 T(1012)
分解能：有効桁 6 桁 (<1 n(10-9)は 1 f(10-15))*RST 値 ：0.0―

5-23

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.29 :CALCulate:DATA:MARKer:SEARch <marker>,<param>
説明
パラメタ

マーカサーチの実行<marker><NR1><param>

備考<DISC>

マーカサーチを行う対象のマーカ番号
範囲
：1～8
分解能
：1
マーカサーチ内容
XMAX
X Max
XMIN
X Min
XPEAk
X Peak
XBOTtom
X Bottom
NXPEakNext X Peak
NXBOttom
Next X Bottom
PXPEakPrevious X Peak
PXBOttomPrevious X Bottom
X
X
NX
Next XPXPrevious X
DX
⊿X
NDX
Next ⊿X
PDX
Previous ⊿X
Y1MAx
Y1 Max
Y1MIn
Y1 MinY1PEak
Y1 Peak
Y1BOttomY1 Bottom
NY1Peak
Next Y1 Peak
NY1Bottom
Next Y1 Bottom
PY1PeakPrevious Y1 PeakPY1Bottom
Previous Y1 Bottom
Y1
Y1
NY1
Next Y1
PY1
Previous Y1
DY1
⊿Y1
NDY1
Next ⊿Y1
PDY1
Previous ⊿Y1
Y2MAx
Y2 Max
Y2MIn
Y2 MinY2PEak
Y2 Peak
Y2BOttomY2 Bottom
NY2Peak
Next Y2 Peak
NY2Bottom
Next Y2 Bottom
PY2PeakPrevious Y2 PeakPY2Bottom
Previous Y2 Bottom
Y2
Y2
NY2
Next Y2
PY2
Previous Y2
DY2
⊿Y2
NDY2
Next ⊿Y2
PDY2
Previous ⊿Y2
BW1
BW1
BW2
BW2
BW3
BW3

―

5-24

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.30 :CALCulate:DATA:MARKer:SEARch:AUTO <param>:CALCulate:DATA:MARKer:SEARch:AUTO?
説明
パラメタ

応答形式
備考

マーカ自動サーチの設定と問合せ<param><DISC> マーカサーチ内容
OFF
自動マーカサーチ機能をオフにする
BW1
BW1
BW2
BW2
BW3
BW3
XMAX
X Max
XMIN
X Min
XPEAk
X Peak
XBOTtom
X Bottom
X
X
DX
⊿X
Y1MAx
Y1 Max
Y1MIn
Y1 MinY1PEak
Y1 Peak
Y1BOttomY1 Bottom
Y1
Y1
DY1
⊿Y1
Y2MAx
Y2 Max
Y2MIn
Y2 MinY2PEak
Y2 Peak
Y2BOttomY2 Bottom
Y2
Y2
DY2
⊿Y2
*RST 値 ：OFF
OFF | BW1 | BW2 | BW3 | XMAX | XMIN | XPEA | XBOT | X | DX | Y1MA | Y1MI
| Y1PE | Y1BO | Y1 | DY1 | Y2MA | Y2MI | Y2PE | Y2BO | Y2 | DY2―

5-25

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.31 :CALCulate:DATA:MARKer:TRACe <marker>,<trace>,<seq>:CALCulate:DATA:MARKer:TRACe? <marker>
説明
パラメタ

クエリ
パラメタ
応答形式

備考

マーカの対象となる測定データトレースの設定，問合せ<marker> <NR1>
マーカの番号
範囲
：1～8
分解能
：1
<trace><DISC> 対象データ
MEAS
測定トレース
REF1
参照トレース 1
REF2
参照トレース 2
REF3
参照トレース 3
REF4
参照トレース 4
REF5
参照トレース 5
REF6
参照トレース 6
REF7
参照トレース 7
REF8
参照トレース 8*RST 値 ：MEAS
<seq>
<NR1>
シーケンス番号
範囲
：1～32
分解能
：1
*RST 値 ：1（シーケンスデータの場合）<marker> <NR1>
マーカの番号
範囲
：1～8
分解能
：1
<trace>,<seq><trace><DISC> MEAS | REF1 | REF2 | REF3 | REF4 | REF5 | REF6 | REF7
|REF8
<seq>
<NR1>
シーケンス番号【設定時】
・シーケンスではないデータの場合，<seq>は無視される・マーカが非表示状態の場合，非表示状態の測定データをアクティブにする場合はエラー【クエリ時】
・シーケンスではないデータの場合，<seq>は 0 が返る・マーカが非表示状態の場合や，測定データが非表示状態の場合はエラー

5-26

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.32 :CALCulate:DATA:MARKer:VALue <param>,<value>:CALCulate:DATA:MARKer:VALue? <param>
説明
パラメタ

クエリ
パラメタ

応答形式
備考

マーカサーチ値の設定，問合せ<param><DISC> 設定対象のパラメタ
X
X のマーカサーチ値を設定
Y1
Y1 のマーカサーチ値を設定
Y2
Y2 のマーカサーチ値を設定
DX⊿X のマーカサーチ値を設定
DY1⊿Y1 のマーカサーチ値を設定
DY2⊿Y2 のマーカサーチ値を設定<value><NRf>
マーカサーチ値
範囲：-1.0 T～1.0 T(1012)
分解能：有効桁 6 桁 (<1 n(10-9)は 1 f(10-15))*RST 値 ：0.0
<param><DISC> クエリ対象のパラメタ
X
X のマーカサーチ値を問合せ
Y1
Y1 のマーカサーチ値を問合せ
Y2
Y2 のマーカサーチ値を問合せ
DX⊿X のマーカサーチ値を問合せ
DY1⊿Y1 のマーカサーチ値を問合せ
DY2⊿Y2 のマーカサーチ値を問合せ
<NR3>
―

5-27

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.33 :CALCulate:FORMat <param1>,<param2>[,…[,<param6>]]:CALCulate:FORMat?
説明
パラメタ

スポット測定時に画面に表示する測定結果のパラメタ形式の設定，問合せ
リモートで応答する測定結果に含まれる各パラメタの指定<param1> <DISC>
FREQuencyf (周波数)(全測定モード)～
VOLTage
V（電圧）または V1(全測定モード)<param6>
CURRent
MLINear
MLOGarithmic
REAL
IMAGinary
Z
Y
R
G
CS
CP
LS
LP
X
B
ES
ES1
ES2
US
US1
US2
PHASe
ZPHASeYPHASe
RS
RP
D
DES
DUS
QC
QL
STATus
NONE

応答形式

備考

I（電流）または V2
R（ゲイン）dBR（ゲイン）
a（実部）
b（虚部）
Z（インピーダンス絶対値）
Y（アドミタンス絶対値）
R（レジスタンス）G（コンダクタンス）
CS（直列キャパシタンス）
CP（並列キャパシタンス）
LS（直列インダクタンス）
LP（並列インダクタンス）
X（リアクタンス）B（サセプタンス）εs (比誘電率絶対値)
εs’ (比誘電率実部)
εs’’ (比誘電率虚部)
μs (比透磁率絶対値)
μs’ (比透磁率実部)
μs’’ (比透磁率虚部)
θ（位相 ±180°）θz（位相 ±180°）θy（位相 ±180°）
RS（直列レジスタンス）
RP（並列レジスタンス）
D（損失率）
Dεs（比誘電率損失率）
Dμs（比透磁率損失率）
Qc（キャパシタ品質係数）
Ql（インダクタ品質係数）
測定ステータス
NA (パラメタ指定なし)(全測定モード)(G-PH)(G-PH)(G-PH)(G-PH)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(G-PH)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(全測定モード)(全測定モード)*RST 値 ：【測定モードが IMPD-EXT】<param1>は Z，<param2>は ZPHAS，<param3>以降は NONE
【測定モードが IMPD-2T/3T】<param1>は Z，<param2>は ZPHAS，<param3>以降は NONE
【測定モードが G-PH】<param1>は MLOG，<param2>は PHAS，<param3>以降は NONE
<param1>,<param2>[,<param3>[,<param4>[,<param5>[,<param6>]]]]<param1> <DISC>FREQ | VOLT | CURR | MLIN | MLOG | REAL | IMAG | Z | Y| R | G | CS | CP | LS | LP | X | B | ES | ES1 | ES2 | US |～US1 | US2 | PHAS | ZPHAS | YPHAS | RS | RP | D | DES |<param6>
DUS | QC | QL | STAT | NONE
・設定できるものは測定モードによって変わる
・<param1>,<param2>は STAT, NONE 指定不可
・設定コマンドのパラメタ 1,2 以外は省略可能であるが，パラメタ 1 以外を省略した場合は省略されたパラメタの設定は NA(非表示)になる。
・例えば，「:CALC:FORM FREQ,Z,ZPHAS」コマンドで周波数と Z とθz を表示するよう設定されるが，param4～param6 の設定は NA となる。

5-28

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.34 :CALCulate:FORMat:UPHase:SHIFt <value>
説明
パラメタ
備考

位相シフトの実行(シフトする値) = 360 × <value><value><NR1> 加算値
範囲：-1～1 (-1 or 1)
設定は-1 か 1 のみ有効
設定範囲内であれば，-1 か 1 に丸められる。

5.3.35 :CALCulate:PERMEAbility:PARameter <area>,<length>,<turns>,<diameter>,<loop>,<resistance>:CALCulate:PERMEAbility:PARAameter?
説明
パラメタ

応答形式

備考

比透磁率計算各パラメタの設定，問合せ<area><NRf>
コア実効断面積(mm2)
範囲：0.001～99990
分解能：有効桁 4 桁 (<10 は 0.001)*RST 値 ：100.0<length><NRf>
コア実効磁路長(mm)範囲：0.001～9999
分解能：有効桁 4 桁 (<10 は 0.001)*RST 値 ：100.0<turns><NR1>
コイル巻き数(回)範囲：1～9999
分解能：1*RST 値 ：10<diameter><NRf>
巻線の直径(mm)範囲：0.001～9999
分解能：有効桁 4 桁 (<10 は 0.001)*RST 値 ：1.0
<loop><NRf>
巻線の 1 周の長さ(mm)範囲：0.001～9999
分解能：有効桁 4 桁 (<10 は 0.001)*RST 値 ：10.0<resistance> <NRf>
巻線の抵抗率(Ωm)
範囲：10.0 p(10-12)～1.0
分解能：有効桁 4 桁 (<100 n(10-9)は 10 p(10-12))*RST 値 ：16.80 n(10-9)<area>,<length>,<turns>,<diameter>,<loop>,<resistance><area><NR3>
コア実効断面積(mm2)<length><NR3>
コア実効磁路長(mm)<turns><NR1>
コイル巻き数(回)<diameter><NR3>
巻線の直径(mm)<loop><NR3>
巻線の 1 周の長さ(mm)<resistance> <NR3>
巻線の抵抗率(Ωm)
測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー

5-29

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.36 :CALCulate:PERMITtivity:PARameter <area>,<distance>:CALCulate:PERMITtivity:PARameter?
説明
パラメタ

応答形式

備考

比誘電率計算 電極面積と電極間距離の設定，問合せ<area><NRf>
電極面積(mm2)
範囲：0.001～99990
分解能：有効桁 4 桁 (<10 は 0.001)*RST 値 ：100.0<distance><NRf>
電極間距離(mm)範囲：0.001～9999
分解能：有効桁 4 桁 (<10 は 0.001)*RST 値 ：1.0
<area>,<distance><area><NR3>
電極面積(mm2)<distance><NR3>
電極間距離(mm)測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー

5.3.37 :CALCulate:PZT:CKIT:CONStant?
説明
応答形式

備考

圧電素子の等価回路定数の問合せ<proc>,<C0>,<C1>,<R>,<L><proc> <DISC> 特徴周波数 f0 の導出アルゴリズム
FMAX | GMAX | BAVG | RESNF
FMAX
fmax
GMAX
Gmax
BAVG
Bavg
RESNF
RESNf
<C0>
<NR3>
等価回路定数 C0[F]
<C1>
<NR3>
等価回路定数 C1[F]
<R>
<NR3>
等価回路定数 R[Ω]
<L>
<NR3>
等価回路定数 L[H]
測定モードが G-PH の場合は全て 0 を返す

5-30

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.38 :CALCulate:PZT:CONStant?
説明
応答形式

備考

圧電素子の圧電定数の問合せ<A1>,<A2>,<A3>,<PD>,<PG>,<EM><A1><NR3> 弾性係数①Disc-Radial：SE12
Disc-Thickness extensional ：CD33
Rod-Axial：SD33
Plate-Length extensional ：SE11
Plate-Thickness shear
：CD44
<A2>
<NR3> 弾性係数②Disc-Radial：SE66
Disc-Thickness extensional ：CE33
Rod-Axial：SE33
Plate-Length extensional ：0 (固定値)
Plate-Thickness shear
：CE44
<A3>
<NR3> 弾性係数③Disc-Radial：0 (固定値)
Disc-Thickness extensional ：SE13
Rod-Axial：0 (固定値)
Plate-Length extensional ：0 (固定値)
Plate-Thickness shear：SE44<PD> <NR3> 圧電定数 d
Rod-Axial：d33
Plate-Length extensional ：d31
Plate-Thickness shear：d15
他：0 (固定値)<PG> <NR3> 圧電定数 g
Rod-Axial：g33
Plate-Length extensional ：g31
Plate-Thickness shear：g15
他：0 (固定値)<EM> <NR3> 電気機械結合係数
Disc-Radial：kr
Disc-Thickness extensional ：kt
Rod-Axial：k33
Plate-Length extensional ：k31
Plate-Thickness shear：0 (固定値)振動子形状/振動モードによって，応答内容の意味が異なる。
(本コマンドの応答形式の各要素の説明を参照)

5.3.39 :CALCulate:PZT:FACtor?
説明
応答形式

備考

圧電素子の特徴的周波数，機械的品質係数の問合せ<f1>,<f2>,<fs>,<fp>,<fm>,<fn>,<fr>,<fa>,<Qm>
<f1>
<NR2>
サセプタンス最大点 f1[Hz]
<f2>
<NR2>
サセプタンス最小点 f2[Hz]
<fs>
<NR2>
機械的直列共振周波数 fs[Hz]
<fp>
<NR2>
機械的並列共振周波数 fp[Hz]
<fm>
<NR2>
アドミタンス最大点 fm[Hz]
<fn>
<NR2>
アドミタンス最小点 fn[Hz]
<fr>
<NR2>
共振周波数 fr[Hz]
<fa>
<NR2>
反共振周波数 fa[Hz]
<Qm>
<NR3>
機械的品質係数 Qm
起動してから 1 回も圧電定数計算を行っていない場合はすべて 0 を返す

5-31

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.40 :CALCulate:PZT:SHAPe?
説明
応答形式

備考

圧電素子の試料パラメタ(試料形状/振動モード)の問合せ<type>,<length>,<width>,<thickness>,<diameter>,<permittivity>,<poisson>,<density><type><DISC>
振動子形状/振動モード
DR | DT | RA | PL | PT
DR
Disc-Radial
DT
Disc-Thickness extensional
RA
Rod-Axial
PL
Plate-Length extensional
PT
Plate-Thickness shear<length><NR3>
長辺[mm]<width><NR3>
幅[mm]<thickness><NR3>
厚さ[mm]<diameter><NR3>
直径[mm]<permittivity>
<NR3>
比誘電率
<poisson>
<NR3>
ポアソン比
<density><NR3>
密度[kg/m3]
現在設定されている振動子形状/振動モードで無効なパラメタは 0 を返す

5.3.41 :DATA:CLEar <obj>
説明
パラメタ

備考

トレースデータ削除の実行<obj><DISC> 削除対象
MEAS
REF1
REF2
REF3
REF4
REF5
REF6
REF7
REF8
―

測定トレースを削除
参照トレース 1 を削除
参照トレース 2 を削除
参照トレース 3 を削除
参照トレース 4 を削除
参照トレース 5 を削除
参照トレース 6 を削除
参照トレース 7 を削除
参照トレース 8 を削除

5-32

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.42 :DATA:COPY:NAME <src-no>,<dest>
説明
パラメタ

備考

計測データコピーの実行<src-no><NR1>
コピー元の計測データメモリ番号
範囲
：1～20
分解能
：1
<dest><DISC> コピー先の指定
REF1
参照トレース 1
REF2
参照トレース 2
REF3
参照トレース 3
REF4
参照トレース 4
REF5
参照トレース 5
REF6
参照トレース 6
REF7
参照トレース 7
REF8
参照トレース 8
EQU
イコライズ
OPEN
オープン補正
SHORt
ショート補正
LOAD
ロード補正
POPEN
ポート延長先オープン補正
PSHORtポート延長先ショート補正
PLOAD
ポート延長先ロード補正
コピー先がイコライズ，オープン補正等の補正系統の場合，以下のコマンドの<mem_no>で指定した補正メモリにコピーされる。
:SENSe:CORRection:EQUalizing <sw>,<mem_no>:SENSe:CORRection:OPEN <sw>,<mem_no>:SENSe:CORRection:SHORt <sw>,<mem_no>:SENSe:CORRection:LOAD <sw>,<mem_no>:SENSe:CORRection:EXTension:OPEN <sw>,<mem_no>:SENSe:CORRection:EXTension:SHORt <sw>,<mem_no>:SENSe:CORRection:EXTension:LOAD <sw>,<mem_no>

5-33

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.43 :DATA[:DATA]? <param>,<start>,<num>
説明
クエリ
パラメタ

応答形式
(ASCII 形
式が指定
されてい
る場合)
応答形式
(バイナリ
形式が指
定されて
いる場合)

備考

スイープ測定データの問合せ<param><DISC>
問合せ対象
MEAS
測定トレースを取得
REF1
参照トレース 1 を取得
REF2
参照トレース 2 を取得
REF3
参照トレース 3 を取得
REF4
参照トレース 4 を取得
REF5
参照トレース 5 を取得
REF6
参照トレース 6 を取得
REF7
参照トレース 7 を取得
REF8
参照トレース 8 を取得<start><NR1>
データの取得開始位置
範囲：0～20000
分解能
：1
<num>
<NR1>
データの取得点数
範囲：1～20001
分解能：1<param1[start]>,<param2[start]>,<param3[start]>,<param4[start]>,<param5[start]>,<param6[start]>,<param1[start + 1]>, … ,<param4[start + num - 1]>,<param5[start + num - 1]>,<param6[start + num - 1]><param1>～【周波数データ，測定ステータス以外】 ： <NR3><param6>【周波数データ】： <NR2>【測定ステータス】： <NR1>#<bytes-digits><bytes><data><bytes-digits><bytes>

<NR1>
<NR1>

<data><BLK><bytes>の桁数(1～6)<data>のバイト数(0～960048)

スイープ測定データ
ASCII 形式と同様，各測定点について param1～param6 の順に測定データが応答される。ただし param1～param6 はバイナリ(IEEE754 倍精度浮動小数点数) 形式で応答される。
・param1～param6 は:DATA:FORMat コマンドで指定したもの
・測定していないなど，有効な測定データがない場合は『NaN』を返す（Not a Number）
・測定している場合は最後に測定したデータを返す
・『<start> ＋ <num>』が 20001 を超えるとエラー

5.3.44 :DATA:DELete <memory>
説明
パラメタ

備考

計測メモリ(内部メモリ)の初期化実行<memory><NR1> 初期化する計測メモリ番号
範囲
：1～20
分解能
：1
―

5-34

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.45 :DATA:FORMat <format>,<param1>[,<param2>[,…[,<param6>]]]:DATA:FORMat?
説明
パラメタ

リモートで応答する測定結果に含まれるパラメタ形式の設定，問合せ<format><DISC> リモートで応答する測定結果の形式の指定
ASCii
ASCII 文字列による数字で応答する。
BBINary
バイナリ(IEEE754 倍精度浮動小数点形式)，
ビッグエンディアンで応答する
LBINary
バイナリ(IEEE754 倍精度浮動小数点形式)，
リトルエンディアンで応答する<param1> <DISC> リモートで応答する測定結果に含まれる各パラメタの指定
SWEEP
SWEEP（周波数，振幅，DC バ (全測定モード)～
イアス，時刻）<param6>
FREQuency
VOLTage
CURRent
MLINear
MLOGarithmic
REAL
IMAGinary
Z
Y
R
G
CS
CP
LS
LP
X
B
ES
ES1
ES2
US
US1
US2
PHASe
PPHaseMPHaseUPHaseZPHASeZPPHase
ZMPHase
ZUPHaseYPHASeYPPHase
YMPHaseYUPHase
GDELay
RS
RP
D
DES
DUS
QC
QL
STATusf (周波数)
V（電圧）または V1
I（電流）または V2
R（ゲイン）dBR（ゲイン）
a（実部）
b（虚部）
Z（インピーダンス）
Y（アドミタンス）R（レジスタンス）G（コンダクタンス）
CS（直列キャパシタンス）
CP（並列キャパシタンス）
LS（直列インダクタンス）
LP（並列インダクタンス）
X（リアクタンス）B（サセプタンス）εs (比誘電率絶対値)
εs’ (比誘電率実部)
εs’’ (比誘電率虚部)
μs (比透磁率絶対値)
μs’ (比透磁率実部)
μs’’ (比透磁率虚部)
θ（位相 ±180°）θ（位相 0°～+360°）θ（位相 -360°～0°）θ（位相 UNWRAP）
θz（位相 ±180°）θz（位相 0°～+360°）θz（位相 -360°～0°）θz（位相 UNWRAP）
θy（位相 ±180°）θy（位相 0°～+360°）θy（位相 -360°～0°）θy（位相 UNWRAP）
GD（群遅延）RS（直列レジスタンス）
RP（並列レジスタンス）
D（損失率）
Dεs（比誘電率損失率）
Dμs（比透磁率損失率）
Qc（キャパシタ品質係数）
Ql（インダクタ品質係数）
測定ステータス5-35(全測定モード)(全測定モード)(全測定モード)(G-PH)(G-PH)(G-PH)(G-PH)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(G-PH)(G-PH)(G-PH)(G-PH)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(G-PH)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(全測定モード)

ZA57630

5．コマンド解説

応答形式

備考

<format>,<param1>[,<param2>[,<param3>[,<param4>[,<param5>[,<param6>]]]]]<format><DISC>
ASC | BBIN | LBIN
<param1> <DISC>SWEEP | FREQ | VOLT | CURR | MLIN | MLOG | REAL |IMAG | Z | Y | R | G | CS | CP | LS | LP | X | B | ES | ES1 |～
ES2 | US | US1 | US2 | PHAS | PPH | MPH | UPH | ZPHAS |<param6>
ZPPH | ZMPH | ZUPH | YPHAS | YPPH | YMPH | YUPH
|GDEL | RS | RP | D | DES | DUS | QC | QL | STAT・本コマンドの<format>の設定は:DATA[:DATA]?コマンドの応答に適用される。
・本コマンドの<param1>～<param6>の設定は:DATA[:DATA]?コマンドおよび:DATA:SPOT?
コマンドの応答に適用される。
・初期値は以下の通り(電源投入時，モード変更時に初期値が設定される)【モード G-PH】 ：<format> = ASC, <param1> = SWEEP, <param2> = MLOG, <param3> = PHAS
【モード IMPD-2T/IMPD-3T/IMPD-EXT】 ：<format> = ASC, <param1> = SWEEP, <param2> = Z, <param3> = ZPHAS

5.3.46 :DATA:POINts? <param>
説明
クエリ
パラメタ

応答形式
備考

スイープ測定データ点数の問合せ<param><DISC> 問合せ対象
MEAS
測定トレースの測定データ点数を取得
REF1
参照トレース 1 の測定データ点数を取得
REF2
参照トレース 2 の測定データ点数を取得
REF3
参照トレース 3 の測定データ点数を取得
REF4
参照トレース 4 の測定データ点数を取得
REF5
参照トレース 5 の測定データ点数を取得
REF6
参照トレース 6 の測定データ点数を取得
REF7
参照トレース 7 の測定データ点数を取得
REF8
参照トレース 8 の測定データ点数を取得<NR1>―

5.3.47 :DATA:RECall <memory>,<dest>
説明
パラメタ

備考

計測メモリ(内部メモリ)から読み出し実行<memory><NR1>
読み出す計測メモリ番号
範囲
：1～20
分解能
：1
<dest><DISC> データの読み出し先
MEAS
測定トレース
REF1
参照トレース 1
REF2
参照トレース 2
REF3
参照トレース 3
REF4
参照トレース 4
REF5
参照トレース 5
REF6
参照トレース 6
REF7
参照トレース 7
REF8
参照トレース 8―

5-36

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.48 :DATA:SPOT?
説明
応答形式

備考

スポット測定データを読み出し<param1>[,<param2>[,<param3>[,<param4>[,<param5>[,<param6>]]]]]<param1>～【周波数データ，測定ステータス以外】 ： <NR3><param6>【周波数データ】： <NR2>【測定ステータス】： <NR1>:DATA:FORMat コマンドで<param1>～<param6>に SWEEP または GD を指定した場合は，NAN を返す

5.3.49 :DATA:STATe:DEFine "<name>", <memory>:DATA:STATe:DEFine? <memory>
説明
パラメタ

クエリ
パラメタ
応答形式
備考

計測メモリ名(内部メモリ)の設定，問合せ<name><STR> メモリ名
範囲
：20 文字以内<memory><NR1> 計測メモリ番号
範囲
：1～20
分解能
：1
<memory><NR1> 計測メモリ番号
範囲
：1～20
分解能
：1
<STR>
・応答は””を含む状態で返す
・メモリ名に使用可能な文字列は以下ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!”#$%&’()-=^~¥|@`[]{};:+*,.<>/?_ (半角スペース)5.3.50 :DATA:STORe <memory>,<src>
説明
パラメタ

備考

計測メモリ(内部メモリ)へ保存実行<memory><NR1>
保存する計測メモリ番号
範囲
：1～20
分解能
：1
<src>
<DISC> 保存するデータ
MEAS
測定トレース
REF1
参照トレース 1
REF2
参照トレース 2
REF3
参照トレース 3
REF4
参照トレース 4
REF5
参照トレース 5
REF6
参照トレース 6
REF7
参照トレース 7
REF8
参照トレース 8―

5.3.51 :DISPlay:BRIGhtness <value>:DISPlay:BRIGhtness?
説明
パラメタ

応答形式
備考

LCD 輝度の設定，問合せ<value><NR1> LCD の輝度
範囲：0～100
分解能
：1
<NR1>
―

5-37

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.52 :DISPlay[:WINDow]:FORMat <x-axis>,<y1-axis>,<y2-axis>:DISPlay[:WINDow]:FORMat?
説明
パラメタ

本体画面に表示するグラフの X,Y1,Y2 パラメタの設定，問合せ<x-axis><DISC> X 軸データ
SWEEP
SWEEP
(周波数，振幅，DC バイアス，時刻)
PHASe
θ(位相 ±180°)
PPHaseθ(位相 0°～+360°)
MPHaseθ(位相 -360°～0°)
UPHaseθ(位相 UNWRAP)
REAL
a(実部)
R
R(レジスタンス)G
G(コンダクタンス)*RST 値【測定モードが IMPD-EXT】：SWEEP【測定モードが IMPD-2T/3T】 ：SWEEP【測定モードが G-PH】：SWEEP<y1-axis><DISC> Y1 軸データ
MLINearR(ゲイン)
MLOGarithmicdBR(ゲイン)REALa(実部)IMAGinaryb(虚部)ZZ(インピーダンス)Y
Y(アドミタンス)R
R(レジスタンス)G
G(コンダクタンス)
CS
CS(直列キャパシタンス)
CP
CP(並列キャパシタンス)
LS
LS(直列インダクタンス)
LP
LP(並列インダクタンス)
X
X(リアクタンス)MX-X(リアクタンス)
BB(サセプタンス)
FREQuencyf (周波数)
VOLTage
V(電圧)または V1ESεs (比誘電率絶対値)ES1
εs’ (比誘電率実部)
ES2εs’’ (比誘電率虚部)
USμs (比透磁率絶対値)
US1
μs’ (比透磁率実部)
US2μs’’ (比透磁率虚部)*RST 値【測定モードが IMPD-EXT】：Z【測定モードが IMPD-2T/3T】 ：Z【測定モードが G-PH】
：MLON

5-38

(全測定モード)(G-PH)(G-PH)(G-PH)(G-PH)(G-PH)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(G-PH)(G-PH)(G-PH)(G-PH)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(全測定モード)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)

ZA57630

5．コマンド解説<y2-axis>

応答形式

備考

<DISC>

Y2 軸データPHASe(G-PH)
θ(位相 ±180°)
PPHase(G-PH)
θ(位相 0°～+360°)
MPHase(G-PH)
θ(位相 -360°～0°)
UPHase(G-PH)
θ(位相 UNWRAP)ZPHASe(IMPD-EXT/2T/3T)
θz(位相 ±180°)
ZPPHase(IMPD-EXT/2T/3T)
θz(位相 0°～+360°)
ZMPHase(IMPD-EXT/2T/3T)
θz(位相 -360°～0°)
ZUPHase(IMPD-EXT/2T/3T)
θz(位相 UNWRAP)YPHASe(IMPD-EXT/2T/3T)
θy(位相 ±180°)
YPPHase(IMPD-EXT/2T/3T)
θy(位相 0°～+360°)
YMPHase(IMPD-EXT/2T/3T)
θy(位相 -360°～0°)
YUPHase(IMPD-EXT/2T/3T)
θy(位相 UNWRAP)
IMAGinary(G-PH)b(虚部)GDELay(G-PH)GD(群遅延)X(IMPD-EXT/2T/3T)
X(リアクタンス)B(IMPD-EXT/2T/3T)
B(サセプタンス)RS(IMPD-EXT/2T/3T)
RS(直列レジスタンス)
RP(IMPD-EXT/2T/3T)
RP(並列レジスタンス)
D(IMPD-EXT/2T/3T)
D(損失率)DES(IMPD-EXT/2T/3T)
Dεs(損失率)
DUS(IMPD-EXT/2T/3T)
Dμs(損失率)
QC(IMPD-EXT/2T/3T)
Qc(キャパシタ品質係数)
QL(IMPD-EXT/2T/3T)
Ql(インダクタ品質係数)
CURRent
I(電流)または V2(全測定モード)ES(IMPD-EXT/2T/3T)
εs (比誘電率絶対値)
ES1(IMPD-EXT/2T/3T)
εs’ (比誘電率実部)
ES2(IMPD-EXT/2T/3T)
εs’’ (比誘電率虚部)
US(IMPD-EXT/2T/3T)
μs (比透磁率絶対値)
US1(IMPD-EXT/2T/3T)
μs’ (比透磁率実部)
US2(IMPD-EXT/2T/3T)
μs’’ (比透磁率虚部)
NONE
無し(全測定モード)*RST 値【測定モードが IMPD-EXT】：ZPHAS【測定モードが IMPD-2T/3T】：ZPHAS【測定モードが G-PH】：PHAS<x-axis>,<y1-axis>,<y2-axis><x-axis><DISC> SWEEP | PHAS | PPH | MPH | UPH | REAL | R | G<y1-axis> <DISC> MLIN | MLOG | REAL | IMAG | Z | Y | R | G | CS | CP | LS |LP | X | MX | B | FREQ | VOLT | ES | ES1 | ES2 | US | US1 |US2<y2-axis> <DISC> PHAS | PPH | MPH | UPH | ZPHAS | ZPPH | ZMPH | ZUPH |YPHAS | YPPH | YMPH | YUPH | IMAG | GDEL | X | B | RS |RP | D | DES | DUS | QC | Q | CURR | ES | ES1 | ES2 | US |US1 | US2 | NONE
・X-Y1-Y2 の内容によって，表示単位，位相レンジも設定される。
そのため，グラフの軸タイプ，X-Y1-Y2 の組み合わせが本装置で有効な組み合せでないとエラー （有効な組み合わせは「取扱説明書（基本編）」の表示モード一覧の表を参照）

5-39

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.53 :DISPlay[:WINDow]:MODE <mode>:DISPlay[:WINDow]:MODE?
説明
パラメタ

応答形式
備考

グラフ表示形式の設定，問合せ<mode><DISC> グラフ表示形式
SINGleSingle 表示
SPLit
Split 表示
*RST 値 ：SING
SING | SPL―

5.3.54 :DISPlay[:WINDow]:TEXT[:DATA] “<title>”:DISPlay[:WINDow]:TEXT[:DATA]?
説明
パラメタ

応答形式
備考

グラフタイトルの設定，問合せ<title><STR> グラフタイトル
範囲：63 文字以内*RST 値 ：（空）<STR>・応答は””を含む状態で返す
・グラフタイトルに使用可能な文字列は以下ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!”#$%&’()-=^~¥|@`[]{};:+*,.<>/?_ (半角スペース)5.3.55 :DISPlay[:WINDow]:TRACe:AUTO <auto>:DISPlay[:WINDow]:TRACe:AUTO?
説明
パラメタ

応答形式
備考

参照データ自動設定の設定，問合せ<auto><NR1>
参照データ自動設定
範囲
：0～8
分解能
：1
*RST 値 ：0<NR1><auto>に 0 を指定したとき，参照データ自動設定は OFF となる。

5-40

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.56 :DISPlay[:WINDow]:TRACe:COLor <trace>,<axis>,<color-r>,<color-g>,<color-b>:DISPlay[:WINDow]:TRACe:COLor? <trace>,<axis>
説明パラメタ

本体画面に表示するグラフ系列の色の設定，問合せ<trace><DISC> 色を指定する系列の属するトレースの指定
MEAS
測定トレース
REF1
参照トレース 1
REF2
参照トレース 2
REF3
参照トレース 3
REF4
参照トレース 4
REF5
参照トレース 5
REF6
参照トレース 6
REF7
参照トレース 7
REF8
参照トレース 8<axis><DISC> 色を指定する系列の Y1/Y2 の別Y1
Y1 軸トレース
Y2
Y2 軸トレース<color-r><NR1>
指定する色の赤階調
範囲：0～255
分解能：1*RST 値【MEAS Y1】 ：162
【MEAS Y2】 ：0【REF1 Y1】 ：217
【REF1 Y2】 ：77【REF2 Y1】 ：238
【REF2 Y2】 ：84【REF3 Y1】 ：255
【REF3 Y2】 ：93【REF4 Y1】 ：255
【REF4 Y2】 ：102
【REF5 Y1】 ：255
【REF5 Y2】 ：112
【REF6 Y1】 ：255
【REF6 Y2】 ：124
【REF7 Y1】 ：255
【REF7 Y2】 ：136
【REF8 Y1】 ：255
【REF8 Y2】 ：150
<color-g><NR1>
指定する色の緑階調
範囲：0～255
分解能：1*RST 値【MEAS Y1】 ：20【MEAS Y2】 ：114
【REF1 Y1】 ：83【REF1 Y2】 ：190
【REF2 Y1】 ：99【REF2 Y2】 ：228
【REF3 Y1】 ：119
【REF3 Y2】 ：255
【REF4 Y1】 ：143
【REF4 Y2】 ：255
【REF5 Y1】 ：172
【REF5 Y2】 ：255
【REF6 Y1】 ：206
【REF6 Y2】 ：255
【REF7 Y2】 ：255
【REF7 Y1】 ：247
【REF8 Y1】 ：255
【REF8 Y2】 ：255
<color-b><NR1>
指定する色の青階調
範囲：0～255
分解能：1*RST 値【MEAS Y1】 ：47【MEAS Y2】 ：189
【REF1 Y1】 ：25【REF1 Y2】 ：238
【REF2 Y1】 ：30【REF2 Y2】 ：255
【REF3 Y1】 ：36【REF3 Y2】 ：255
【REF4 Y1】 ：43【REF4 Y2】 ：255
【REF5 Y1】 ：52【REF5 Y2】 ：255
【REF6 Y1】 ：62【REF6 Y2】 ：255
【REF7 Y1】 ：75【REF7 Y2】 ：255
【REF8 Y1】 ：90【REF8 Y2】 ：255

5-41

ZA57630

5．コマンド解説

クエリ
パラメタ
応答形式

備考

<trace><DISC> 色を指定する系列の属するトレースの指定<axis><DISC> 色を指定する系列の Y1/Y2 の別<color-r>,<color-g>,<color-b><color-r><NR1> 指定する色の赤階調<color-g><NR1> 指定する色の緑階調<color-b><NR1> 指定する色の青階調―

5.3.57 :DISPlay[:WINDow]:TRACe:GRATicule:GRID:LINE <param>:DISPlay[:WINDow]:TRACe:GRATicule:GRID:LINE?
説明
パラメタ

応答形式
備考

グリッド線形式の設定，問合せ<param><DISC> グリッド線形式
SOLid
実線
BROKen破線*RST 値 ：BROK
SOL | BROK―

5.3.58 :DISPlay[:WINDow]:TRACe:GRATicule:GRID:STYLe <param>:DISPlay[:WINDow]:TRACe:GRATicule:GRID:STYLe?
説明
パラメタ

応答形式
備考

グリッド表示の設定，問合せ<param><DISC> グリッド表示
OFF
X
XY1
XY2
ALL
*RST 値 ：XY1
OFF | X | XY1 | XY2 | ALL―

グリッドを表示しない
X 軸だけグリッドを表示
X, Y1 軸のグリッドを表示
X, Y2 軸のグリッドを表示
X, Y1, Y2 軸のグリッドを表示

5.3.59 :DISPlay[:WINDow]:TRACe:SCALe:AUTO <sw>
:DISPlay[:WINDow]:TRACe:SCALe:AUTO?
説明
パラメタ

応答形式
備考

オートスケールの設定，問合せ<sw><DISC> オートスケールモード
AUTOR
オートスケール有効(縦横等倍)
AUTO
オートスケール有効(縦横比は保持せず)
MANual
オートスケールを無効にする*RST 値 ：AUTO
AUTOR | AUTO | MAN―

5-42

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.60 :DISPlay[:WINDow]:TRACe:STATe <trace>,<sw>:DISPlay[:WINDow]:TRACe:STATe? <trace>
説明
パラメタ

クエリ
パラメタ
応答形式
備考

各トレースの表示状態の設定，問合せ<trace><DISC> 表示状態を設定するトレースの選択
MEAS
MEAS トレース
REF1
参照トレース 1
REF2
参照トレース 2
REF3
参照トレース 3
REF4
参照トレース 4
REF5
参照トレース 5
REF6
参照トレース 6
REF7
参照トレース 7
REF8
参照トレース 8<sw><BOL>
トレースの表示状態
ON | 1
トレースを表示する
OFF | 0トレースを非表示にする*RST 値 ：MEAS は ON，それ以外は OFF<trace><DISC> 表示状態を問い合わせるトレースの選択<NBOL>―

5.3.61 :DISPlay[:WINDow]:TRACe:X <min>,<max>:DISPlay[:WINDow]:TRACe:X?
説明
パラメタ

応答形式

備考

X 軸上下限値の設定，問合せ
<min>
<NRf>
X 軸下限値
範囲：-1.0 T～1.0 T(1012)
分解能：有効桁 6 桁 (<1 p(10-12)は 1 a(10-18))*RST 値 ：10.0
<max>
<NRf>
X 軸上限値
範囲：<min>と同じ分解能：<min>と同じ*RST 値 ：1 M(106)<min>,<max>
<min>
<NR3>
X 軸下限値<max><NR3>
X 軸上限値
・<max>の値が<min>の値より小さい場合，<min>の値が<max>の値より大きい場合はエラー
・X 軸タイプが LOG の時に<min>を 0 以下の値を設定する場合は 1 a(10-18)に強制・X 軸タイプが LOG の時に<max>を 0 以下の値を設定する場合は 2 a(10-18)に強制

5.3.62 :DISPlay[:WINDow]:TRACe:X:SPACing <spacing>:DISPlay[:WINDow]:TRACe:X:SPACing?
説明
パラメタ

応答形式
備考

X 軸タイプの設定，問合せ<spacing><DISC> X 軸タイプ
LINear
線形スケール
LOGarithmic
対数スケール*RST 値 ：LOG
LIN | LOG
X 軸タイプを LOG に設定する場合，X 軸の下限値が 0 以下なら下限値は 1 a(10-18)に，上限
値が 0 以下なら上限値は 2 a(10-18)強制5-43

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.63 :DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y1 <min>,<max>:DISPlay[:WINDow]:8TRACe:Y1?
説明
パラメタ

応答形式

備考

Y1 軸上下限値と軸タイプの設定，問合せ
<min>
<NRf>
Y1 軸下限値範囲：-1.0 T～1.0 T(1012)
分解能：有効桁 6 桁 (<1 p(10-12)は 1 a(10-18))*RST 値 ：1.0
<max>
<NRf>
Y1 軸上限値
範囲：<min>と同じ分解能：<min>と同じ*RST 値 ：100 k(103)<min>,<max>
<min>
<NR3>
Y1 軸下限値<max><NR3>
Y1 軸上限値
・<max>の値が<min>の値より小さい場合，<min>の値が<max>の値より大きい場合はエラー
・Y1 軸タイプが LOG の時に<min>を 0 以下の値を設定する場合は 1 a(10-18)に強制・Y1 軸タイプが LOG の時に<max>を 0 以下の値を設定する場合は 2 a(10-18)に強制

5.3.64 :DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y1:SPACing <spacing>:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y1:SPACing?
説明
パラメタ

応答形式
備考

Y1 軸タイプの設定，問合せ<spacing><DISC> Y1 軸タイプ
LINear
線形スケール
LOGarithmic
対数スケール*RST 値 ：LIN
LIN | LOG
Y1 軸タイプを LOG に設定する場合，Y1 軸の下限値が 0 以下なら下限値は 1 a(10-18)に，上限値が 0 以下なら上限値は 2 a(10-18)強制

5.3.65 :DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y2 <min>,<max>:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y2?
説明
パラメタ

応答形式

備考

Y2 軸上下限値と軸タイプの設定，問合せ
<min>
<NRf>
Y2 軸下限値範囲：-1.0 T～1.0 T(1012)
分解能：有効桁 6 桁 (<1 p(10-12)は 1 a(10-18))*RST 値 ：-180.0
<max>
<NRf>
Y2 軸上限値
範囲：<min>と同じ分解能：<min>と同じ*RST 値 ：180.0<min>,<max>
<min>
<NR3>
Y2 軸下限値<max><NR3>
Y2 軸上限値
・<max>の値が<min>の値より小さい場合，<min>の値が<max>の値より大きい場合はエラー
・Y2 軸タイプが LOG の時に<min>を 0 以下の値を設定する場合は 1 a(10-18)に強制・Y2 軸タイプが LOG の時に<max>を 0 以下の値を設定する場合は 2 a(10-18)に強制

5-44

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.66 :DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y2:SPACing <spacing>:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y2:SPACing?
説明
パラメタ

応答形式
備考

Y2 軸タイプの設定，問合せ<spacing><DISC> Y2 軸タイプ
LINear
線形スケール
LOGarithmic
対数スケール*RST 値 ：LIN
LIN | LOG
Y2 軸タイプを LOG に設定する場合，Y2 軸の下限値が 0 以下なら下限値は 1 a(10-18)に，上限値が 0 以下なら上限値は 2 a(10-18)強制

5.3.67 :HCOPy:DATA?
説明
応答形式

備考

現在の画面に表示されている内容をビットマップ形式で取得#<bytes-digits><bytes><data><bytes-digits> <NR1><bytes>の桁数<bytes><NR1><data>のバイト数<data><BLK>
画面表示内容(ビットマップ形式イメージ)
取得したバイナリデータは<data>のみ取り出して，『.bmp』形式でファイル名を付けて保存
すれば，bmp ファイルとして認識される。

5.3.68 :INPut:GAIN <value1>,<value2>:INPut:GAIN?
説明
パラメタ

応答形式

備考

入力重み付け係数の設定，問合せ<value1><NRf>
PORT1 入力ゲイン
範囲：-999.999 G～999.999 G(109)
分解能：有効桁 6 桁 (<1 n(10-9)は 1 f(10-15))*RST 値 ：1.0
<value2><NRf>
PORT2 入力ゲイン
範囲：-999.999 G～999.999 G(109)
分解能：有効桁 6 桁 (<1 n(10-9)は 1 f(10-15))*RST 値 ：1.0
<value1>,<value2><value1><NR3>
PORT1 入力ゲイン<value2><NR3>
PORT2 入力ゲイン<value1>，<value2>の絶対値が 10-15 未満の場合はエラー
測定モードが IMPD-2T/3T の時に設定する場合はエラー

5-45

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.69 :MEMory:STATe:DEFine "<name>", <memory>:MEMory:STATe:DEFine? <memory>
説明
パラメタ

クエリ
パラメタ
応答形式
備考

設定メモリ名(内部メモリ)の設定，問合せ<name><STR> メモリ名
範囲
：20 文字以内<memory><NR1> 設定メモリ番号
範囲
：1～32
分解能
：1
<memory><NR1> 設定メモリ番号
範囲
：1～32
分解能
：1
<STR>
・応答は””を含む状態で返す
・メモリ名に使用可能な文字列は以下ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!”#$%&’()-=^~¥|@`[]{};:+*,.<>/?_ (半角スペース)5.3.70 :MEMory:STATe:DELete <memory>
説明
パラメタ

備考

設定メモリ(内部メモリ)の初期化実行<memory><NR1> 初期化する設定メモリ番号
範囲
：1～32
分解能
：1
―

5.3.71 :OUTPut[:STATe] <param>:OUTPut[:STATe]?
説明
パラメタ

応答形式
備考

出力状態の設定，問合せ<param><DISC> 出力状態
ON
AC/DC オン状態にする
OFF
AC/DC オフ状態にする
ACOFF
AC オフ状態にする*RST 値 ：OFF
ON | OFF | ACOFFACOFF は AC/DC オン状態でない場合は無視

5.3.72 :OUTPut:TRIGger <mode>:OUTPut:TRIGger?
説明
パラメタ

応答形式
備考

トリガ同期駆動の設定，問合せ<mode><DISC> オンオフ同期（トリガ同期駆動）
ASYNchronous オンオフ同期を ASYNC にする（トリガ同期駆動を無効にする）
SYNChronous
オンオフ同期を SYNC にする（トリガ同期駆動を有効にする）（AC/DC オン，AC/DC オフ）
SYNChronous2 オンオフ同期を SYNC にする（トリガ同期駆動を有効にする）（AC/DC オン，AC オフ）*RST 値 ：ASYN
ASYN | SYNC | SYNC2―5-46

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.73 :ROUTe:BIAS:TERMinals <param>:ROUTe:BIAS:TERMinals?
説明
パラメタ

応答形式
備考

DC バイアス出力先の設定，問合せ<param><DISC> 出力先
FRONt
フロントパネルの OSC 端子から DC 成分を出力する
REAR
リアパネルの DC BIAS 端子から DC 成分を出力する*RST 値 ：FRON
FRON | REAR
測定モードが IMPD-2T/3T の時に設定を REAR にする場合はエラー

5.3.74 :SENSe:AVERage:COUNt <value>:SENSe:AVERage:COUNt?
説明
パラメタ

応答形式
備考

測定時間の設定，問合せ<value><NRf>
積分時間設定値 （秒）範囲：0.0～9990.0
分解能：有効桁 3 桁 (<100 m(10-3)は 100 u(10-6))*RST 値 ：0.0
<NR3>―

5.3.75 :SENSe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:SENSe:CORRection:COLLect[:ACQuire]?
説明
応答形式

備考

キャリブレーションの実行，問合せ<calcode>,<calcode_max><calcode><NR1> 現在のキャリブレーションコード
<calcodemax><NR1> キャリブレーションコードの最大値―

5.3.76 :SENSe:CORRection:COLLect:EXTension:LOAD[:ACQuire]
説明
備考

ポート延長先ロード補正データ測定（固定周波数）の実行
・あらかじめ固定された周波数で補正データの測定を行う
測定周波数については「取扱説明書（応用編）」ロード補正の節を参照
・:SENSe:CORRection:EXTension:LOAD コマンドの<mem_no>で指定した補正メモリにコピーされる・測定モードが G-PH の場合，測定開始トリガは無視される

5.3.77 :SENSe:CORRection:COLLect:EXTension:OPEN[:ACQuire]
説明
備考

ポート延長先オープン補正データ測定（固定周波数）の実行
・あらかじめ固定された周波数で補正データの測定を行う
測定周波数については「取扱説明書（応用編）」オープン補正の節を参照
・:SENSe:CORRection:EXTension:OPEN コマンドの<mem_no>で指定した補正メモリにコピーされる・測定モードが G-PH の場合，測定開始トリガは無視される

5.3.78 :SENSe:CORRection:COLLect:EXTension:SHORt[:ACQuire]
説明
備考

ポート延長先ショート補正データ測定（固定周波数）の実行
・あらかじめ固定された周波数で補正データの測定を行う
測定周波数については「取扱説明書（応用編）」ショート補正の節を参照
・:SENSe:CORRection:EXTension:SHORt コマンドの<mem_no>で指定した補正メモリにコピーされる・測定モードが G-PH の場合，測定開始トリガは無視される

5-47

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.79 :SENSe:CORRection:COLLect:LOAD[:ACQuire]
説明
備考

ロード補正データ測定（固定周波数）の実行
・あらかじめ固定された周波数で補正データの測定を行う
測定周波数については「取扱説明書（応用編）」ロード補正の節を参照
・:SENSe:CORRection:LOAD コマンドの<mem_no>で指定した補正メモリにコピーされる・測定モードが G-PH の場合，測定開始トリガは無視される

5.3.80 :SENSe:CORRection:COLLect:OPEN[:ACQuire]
説明
備考

オープン補正データ測定（固定周波数）の実行
・あらかじめ固定された周波数で補正データの測定を行う
測定周波数については「取扱説明書（応用編）」オープン補正の節を参照
・:SENSe:CORRection:OPEN コマンドの<mem_no>で指定した補正メモリにコピーされる・測定モードが G-PH の場合，測定開始トリガは無視される

5.3.81 :SENSe:CORRection:COLLect:SHORt[:ACQuire]説明
備考

ショート補正データ測定（固定周波数）の実行
・あらかじめ固定された周波数で補正データの測定を行う
測定周波数については「取扱説明書（応用編）」ショート補正の節を参照
・:SENSe:CORRection:SHORt コマンドの<mem_no>で指定した補正メモリにコピーされる・測定モードが G-PH の場合，測定開始トリガは無視される

5.3.82 :SENSe:CORRection:EQUalizing <sw>,<mem_no>:SENSe:CORRection:EQUalizing?
説明
パラメタ

応答形式

備考

イコライズ状態の設定，問合せ
<sw>
<BOL>
イコライズ状態
ON | 1
イコライズを有効にする
OFF | 0
イコライズを無効にする*RST 値 ：0<mem_no><NR1>
イコライズ補正に使用するメモリ番号
範囲
：1～32
分解能
：1
<sw>,<mem_no><sw><NBOL> イコライズ状態<mem_no><NR1>
イコライズ補正に使用するメモリ番号
・設定時に指定したメモリ番号は「:DATA:COPY:NAME」コマンドのコピー先の対象になる・測定モードが IMPD-EXT/2T/3T の時に設定する場合はエラー

5.3.83 :SENSe:CORRection:EXTension <sw>
:SENSe:CORRection:EXTension?
説明
パラメタ

応答形式
備考

ポート延長状態の設定，問合せ<sw><BOL> ポート延長状態
ON | 1
ポート延長を有効にする
OFF | 0
ポート延長を無効にする*RST 値 ：0<NBOL>
測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー

5-48

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.84 :SENSe:CORRection:EXTension:DISTance <value>:SENSe:CORRection:EXTension:DISTance?
説明
パラメタ

電気長の設定，問合せ<value>
<NRf>

応答形式
備考

<NR2>
測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー

電気長[m]
範囲：0.000～999.999
分解能：0.001*RST 値 ：0.0

5.3.85 :SENSe:CORRection:EXTension:IMPedance <value>:SENSe:CORRection:EXTension:IMPedance?
説明
パラメタ

応答形式
備考

特性インピーダンスの設定，問合せ<value><NRf> 特性インピーダンス[Ω]範囲：1.00～999
分解能：有効桁 3 桁*RST 値 ：50.0<NR3>
測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー

5.3.86 :SENSe:CORRection:EXTension:LOAD <sw>,<mem_no>:SENSe:CORRection:EXTension:LOAD?
説明
パラメタ

応答形式

備考

ポート延長先ロード補正状態の設定，問合せ
<sw>
<BOL>
ポート延長先ロード補正状態
ON | 1
ポート延長先ロード補正を有効にする
OFF | 0
ポート延長先ロード補正を無効にする*RST 値 ：0<mem_no><NR1>
ロード補正に使用するメモリ番号
範囲
：1～32
分解能
：1
<sw>,<mem_no><sw><NBOL> ロード補正状態<mem_no><NR1>
ロード補正に使用するメモリ番号
・設定時に指定したメモリ番号は「:DATA:COPY:NAME」コマンドのコピー先の対象になる・ポート延長先ロード補正にて正しく補正するためには，ポート延長先ロード標準値データの設定，ポート延長先オープン補正メモリ，ポート延長先ショート補正メモリ，ポート延長先
ロード補正メモリに補正用のデータが用意されている必要がある。
・測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー

5-49

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.87:SENSe:CORRection:EXTension:LOAD:STANdard<freq>,<value1>,<value2>[,<freq>,<value1>,<value2> …]:SENSe:CORRection:EXTension:LOAD:STANdard?

説明
パラメタ

応答形式

備考

ポート延長先ロード補正のロード標準値の設定，問合せ<freq><NRf> ロード標準値 (周波数[Hz])範囲：10.0 uHz～36.0 MHz
分解能：10 u(10-6)*RST 値 ：0.0（標準値データが無い状態）<value1><NRf> ロード標準値 (第 1 パラメタ)
範囲：-1.0 T～1.0 T(1012)
分解能：有効桁 6 桁 (<1 p(10-12)は 1 a(10-18))*RST 値 ：0.0（標準値データが無い状態）<value2><NRf> ロード標準値 (第 2 パラメタ)
範囲：-1.0 T～1.0 T(1012)
分解能：有効桁 6 桁 (<1 p(10-12)は 1 a(10-18))*RST 値 ：0.0（標準値データが無い状態）<freq[0]>,<value1[0]>,<value2[0]>,<freq[1]>,<value1[1]>,<value2[1]>,…,<freq[30]>,<value1[30]>,<value2[30]><freq[n]><NR3>ロード標準値 (周波数)<value1[n]> <NR3>
ロード標準値 (第 1 パラメタ)<value2[n]> <NR3>
ロード標準値 (第 2 パラメタ)
・第 1 パラメタ，第 2 パラメタはロード標準値のフォーマットで指定した組み合わせ
・設定時は最大 30 セットまで
・<freq>,<value1>,<value2>のセットが揃っていない場合は最後のデータを捨てる（Unexpected number of parameters）
・クエリ時は 30 セット返す
・設定されてない場合は 0 を入れて返す
・測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー

5.3.88 :SENSe:CORRection:EXTension:LOAD:STANdard:FORMat <form>:SENSe:CORRection: EXTension:LOAD:STANdard:FORMat?
説明
パラメタ

応答形式
備考

ポート延長先ロード補正のロード標準値のフォーマットの設定，問合せ<form><DISC> 標準値フォーマット
CPD
Cp-D
CSD
Cs-D
RCP
Rp-Cp
RLS
Rs-Ls
RX
Rs-X
ZPH
Z-θ
*RST 値 ：CSD
CPD | CSD | RCP | RLS | RX | ZPH
測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー

5-50

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.89 :SENSe:CORRection:EXTension:OPEN <sw>,<mem_no>:SENSe:CORRection:EXTension:OPEN?
説明
パラメタ

応答形式

備考

ポート延長先オープン補正状態の設定，問合せ
<sw>
<BOL>
ポート延長先オープン補正状態
ON | 1
ポート延長先オープン補正を有効にする
OFF | 0
ポート延長先オープン補正を無効にする*RST 値 ：0<mem_no><NR1>
オープン補正に使用するメモリ番号
範囲
：1～32
分解能
：1
<sw>,<mem_no><sw><NBOL> オープン補正状態<mem_no><NR1>
オープン補正に使用するメモリ番号
・設定時に指定したメモリ番号は「:DATA:COPY:NAME」コマンドのコピー先の対象になる・測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー

5.3.90 :SENSe:CORRection:EXTension:SHORt <sw>,<mem_no>:SENSe:CORRection:EXTension:SHORt?
説明
パラメタ

応答形式

備考

ポート延長先ショート補正状態の設定，問合せ
<sw>
<BOL>
ポート延長先ショート補正状態
ON | 1
ポート延長先ショート補正を有効にする
OFF | 0
ポート延長先ショート補正を無効にする*RST 値 ：0<mem_no><NR1>
ショート補正に使用するメモリ番号
範囲
：1～32
分解能
：1
<sw>,<mem_no><sw><NBOL> ショート補正状態<mem_no><NR1>
ショート補正に使用するメモリ番号
・設定時に指定したメモリ番号は「:DATA:COPY:NAME」コマンドのコピー先の対象になる・測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー

5.3.91 :SENSe:CORRection:LOAD <sw>,<mem_no>:SENSe:CORRection:LOAD?
説明
パラメタ

応答形式

備考

ロード補正状態の設定，問合せ
<sw>
<BOL>
ロード補正状態
ON | 1
ロード補正を有効にする
OFF | 0ロード補正を無効にする*RST 値 ：0<mem_no><NR1>
ロード補正に使用するメモリ番号
範囲
：1～32
分解能
：1
<sw>,<mem_no><sw><NBOL> ロード補正状態<mem_no><NR1>
ロード補正に使用するメモリ番号
・設定時に指定したメモリ番号は「:DATA:COPY:NAME」コマンドのコピー先の対象になる・ロード補正にて正しく補正するためには，ロード標準値データの設定，オープン補正メモリ，
ショート補正メモリ，ロード補正メモリに補正用のデータが用意されている必要がある。
・測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー

5-51

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.92 :SENSe:CORRection:LOAD:STANdard <freq>,<value1>,<value2>[,<freq>,<value1>,<value2> …]:SENSe:CORRection:LOAD:STANdard?
説明
パラメタ

応答形式

備考

ロード標準値の設定，問合せ<freq><NRf> ロード標準値 (周波数[Hz])範囲：10.0 uHz～36.0 MHz
分解能：10 u(10-6)*RST 値 ：0.0（標準値データが無い状態）<value1><NRf> ロード標準値 (第 1 パラメタ)
範囲：-1.0 T～1.0 T(1012)
分解能：有効桁 6 桁 (<1 p(10-12)は 1 a(10-18))*RST 値 ：0.0（標準値データが無い状態）<value2><NRf> ロード標準値 (第 2 パラメタ)
範囲：-1.0 T～1.0 T(1012)
分解能：有効桁 6 桁 (<1 p(10-12)は 1 a(10-18))*RST 値 ：0.0（標準値データが無い状態）<freq[0]>,<value1[0]>,<value2[0]>,<freq[1]>,<value1[1]>,<value2[1]>,…,<freq[30]>,<value1[30]>,<value2[30]><freq[n]><NR3>ロード標準値 (周波数)<value1[n]><NR3>
ロード標準値 (第 1 パラメタ)<value2[n]><NR3>ロード標準値 (第 2 パラメタ)
・第 1 パラメタ，第 2 パラメタはロード標準値のフォーマットで指定した組み合わせ
・設定時は最大 30 セットまで
・<freq>,<value1>,<value2>のセットが揃っていない場合は最後のデータを捨てる
・クエリ時は 30 セット返す
・設定されてない場合は 0 を入れて返す
・測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー

5.3.93 :SENSe:CORRection:LOAD:STANdard:FORMat <form>:SENSe:CORRection:LOAD:STANdard:FORMat?
説明
パラメタ

応答形式
備考

ロード標準値のフォーマットの設定，問合せ<form><DISC> 標準値フォーマット
CPD
Cp-D
CSD
Cs-D
RCP
Rp-Cp
RLS
Rs-Ls
RX
Rs-X
ZPH
Z-θ
*RST 値 ：CSD
CPD | CSD | RCP | RLS | RX | ZPH
測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー

5-52

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.94 :SENSe:CORRection:OPEN <sw>,<mem_no>:SENSe:CORRection:OPEN?
説明
パラメタ

応答形式

備考

オープン補正状態の設定，問合せ
<sw>
<BOL>
オープン補正状態
ON | 1
オープン補正を有効にする
OFF | 0オープン補正を無効にする*RST 値 ：0<mem_no><NR1>
オープン補正に使用するメモリ番号
範囲
：1～32
分解能
：1
<sw>,<mem_no><sw><NBOL> オープン補正状態<mem_no><NR1>
オープン補正に使用するメモリ番号
・設定時に指定したメモリ番号は「:DATA:COPY:NAME」コマンドのコピー先の対象になる・測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー

5.3.95 :SENSe:CORRection:SHORt <sw>,<mem_no>:SENSe:CORRection:SHORt?
説明
パラメタ

応答形式

備考

ショート補正状態の設定，問合せ
<sw>
<BOL>
ショート補正状態
ON | 1
ショート補正を有効にする
OFF | 0
ショート補正を無効にする*RST 値 ：0<mem_no><NR1>
ショート補正に使用するメモリ番号
範囲
：1～32
分解能
：1
<sw>,<mem_no><sw><NBOL> ショート補正状態<mem_no><NR1>
ショート補正に使用するメモリ番号
・設定時に指定したメモリ番号は「:DATA:COPY:NAME」コマンドのコピー先の対象になる・測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー

5.3.96 :SENSe:CORRection:SLOPe:STATe <sw>
:SENSe:CORRection:SLOPe:STATe?
説明
パラメタ

応答形式
備考

電位勾配補正状態の設定，問合せ<sw><BOL> 電位勾配補正状態
ON | 1
電位勾配補正を有効にする
OFF | 0電位勾配補正を無効にする*RST 値 ：0<NBOL>
測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー

5.3.97 :SENSe:FUNCtion <function>:SENSe:FUNCtion?
説明
パラメタ

応答形式
備考

測定モード (IMPD-EXT/2T/3T または G-PH) の設定，問合せ<function><DISC> 測定モード
EXTernal
モード IMPD-EXT
RESistance
モード IMPD-2T
FRESistance モード IMPD-3T
GAIN
モード G-PH
EXT | RES | FRES | GAIN
測定モードを変更すると他の設定内容はリセットされる

5-53

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.98 :SENSe:RESistance:RANGe <range>:SENSe:RESistance:RANGe?
説明
パラメタ

応答形式
備考

インピーダンス測定レンジ (モード IMPD-2T または IMPD-3T) の設定，問合せ<range><NR1> インピーダンス測定レンジ
範囲：0～7(AUTO, 1Ω, 10Ω, 100Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 1MΩ)
【測定モードが IMPD-2T】 ： 0～4 が有効【測定モードが IMPD-3T】 ： 0 および，2～7 が有効
分解能：１*RST 値 ：0<NR1>・レンジパラメタは ()内の値に対応・測定モードが IMPD-EXT，または G-PH の時に設定する場合はエラー

5.3.99 :SENSe:SMOothing:POINts <value>:SENSe:SMOothing:POINts?
説明
パラメタ

応答形式
備考

位相移動平均値の設定，問合せ<value><NR1> 位相移動平均値
範囲：2～200
分解能：2*RST 値 ：10<NR1>
パラメタは偶数のみ有効。
測定モードが IMPD-EXT/2T/3T の時に設定する場合はエラー

5.3.100 :SENSe:VOLTage:PROTection:BEEPer <sw>
:SENSe:VOLTage:PROTection:BEEPer?
説明
パラメタ

応答形式
備考

オーバ検出時ビープの設定，問合せ<sw><BOL> オーバ検出時ビープ音
ON | 1
オーバ検出時にビープを鳴らす
OFF | 0
オーバ検出時にビープを鳴らさない*RST 値 ：1<NBOL>―

5.3.101 :SENSe:VOLTage:PROTection[:LEVel] <value1>,<value2>:SENSe:VOLTage:PROTection[:LEVel]?
説明
パラメタ

応答形式

備考

オーバ電圧検出レベルの設定，問合せ<value1><NRf>
PORT1 オーバ電圧検出レベル[Vrms]
範囲：0.0～7.0
分解能：有効桁 3 桁 (<1 m(10-3)は 1 u(10-6))*RST 値 ：7.0
<value2><NRf>
PORT2 オーバ電圧検出レベル[Vrms]
範囲：0.0～7.0
分解能：有効桁 3 桁 (<1 m(10-3)は 1 u(10-6))*RST 値 ：7.0
<value1>,<value2><value1><NR3>
PORT1 オーバ電圧検出レベル<value2><NR3>
PORT2 オーバ電圧検出レベル
測定モードが IMPD-2T/3T の時に設定する場合はエラー

5-54

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.102 :SENSe:VOLTage:PROTection:MEASure:STOP <sw>
:SENSe:VOLTage:PROTection:MEASure:STOP?
説明
パラメタ

応答形式
備考

オーバ検出時の測定停止の設定，問合せ<sw><BOL> オーバ検出時の測定停止
ON | 1
オーバ検出時に測定動作を停止する
OFF | 0
オーバ検出時に測定動作を継続する*RST 値 ：0<NBOL>
測定モードが IMPD-2T/3T の時に設定する場合はエラー

5.3.103 :SENSe:VOLTage:RANGe <param1>,<param2>:SENSe:VOLTage:RANGe?
説明
パラメタ

応答形式

備考

PORT1, PORT2 電圧レンジ (モード IMPD-EXT または G-PH) の設定，問合せ<param1><NR1> PORT1 電圧レンジ
範囲：0～10(AUTO,7, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01)
分解能：1*RST 値 ：0<param2><NR1> PORT2 電圧レンジ
範囲：0～10(AUTO,7, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01)
分解能：1*RST 値 ：0<param1>,<param2><param1><NR1> PORT1 電圧レンジ<param2><NR1> PORT2 電圧レンジ
・レンジパラメタは ()内の値に対応・測定モードが IMPD-2T/3T の時に設定する場合はエラー

5.3.104 :SOURce:ALC:COUNt <value>:SOURce:ALC:COUNt?
説明
パラメタ

応答形式
備考

自動レベル制御（ALC）リトライ回数の設定，問合せ<value><NR1> ALC リトライ回数
範囲：1～100
分解能：1*RST 値 ：10<NR1>―

5.3.105 :SOURce:ALC:FACtor <value>:SOURce:ALC:FACtor?
説明
パラメタ

応答形式
備考

自動レベル制御（ALC）補正率の設定，問合せ<value><NR1> ALC 補正率[%]
範囲：1～100
分解能：1*RST 値 ：100
<NR1>
―

5-55

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.106 :SOURce:ALC[:STATe] <sw>
:SOURce:ALC[:STATe]?
説明
パラメタ

応答形式
備考

自動レベル制御（ALC）の有効/無効設定，問合せ<sw><DISC>
ALC 状態ON(IMPD-2T/3T)
ALC を有効にする
CV1(IMPD-EXT/G-PH)
ALC を CV1 モードで有効にする
CV2(IMPD-EXT/G-PH)
ALC を CV2 モードで有効にする
OFF
ALC を無効にする(全測定モード)*RST 値 ：OFF
ON | CV1 | CV2 | OFF
・設定できるものは測定モードによって変わる・モード IMPD-2T/3T で，ALC 状態を ON にしたとき，測定信号単位設定が電流の時は CC駆動，電圧の時は CV 駆動となる

5.3.107 :SOURce:ALC:TOLerance <value>:SOURce: ALC:TOLerance?
説明
パラメタ

応答形式
備考

自動レベル制御（ALC）許容誤差の設定，問合せ<value><NR1> 自動レベル制御許容誤差[%]範囲：1～100
分解能：1*RST 値 ：10<NR1>―

5.3.108 :SOURce:BIAS <value>[<suffix>]:SOURce:BIAS?
説明
パラメタ

応答形式
備考

DC バイアス値の設定，問合せ<value> <NRf>
DC バイアス範囲【測定信号単位が電流のとき】 ： -0.1～0.1 [A]【測定信号単位が電圧のとき】 ： -999.0 G～999.0 G(109)[V]
分解能【測定信号単位が電流のとき】：100 n(10-9)【測定信号単位が電圧のとき】：有効桁 3 桁または，MDC の大きい方*RST 値 ：0.0
<suffix> <DISC> SI 接頭辞G<value>×109
MA<value>×106
K<value>×103
M<value>×10-3
U<value>×10-6
N<value>×10-9
P<value>×10-12<NR3>【HV DC バイアスが無効】 ：試料駆動アンプゲイン設定 K により|DC バイアス|＋(振幅×1.42)が 5V×|K|を超える
設定はエラー（測定モードが IMPD-2T/3T ではアンプゲイン 1 固定）【HV DC バイアスが有効】 ：|DC バイアス|＋(振幅×1.42)が 42V を超える設定はエラー
MDC = 10K'。ここで K'は，log10(|K|×10−2)を超えない最大の整数を表す

5-56

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.109 :SOURce:BIAS:HVOLtage <hv>
:SOURce:BIAS:HVOLtage?
説明
パラメタ

応答形式
備考

HV DC バイアスの有効/無効設定<hv><BOL> HV DC バイアスの有効/無効
ON | 1
HV DC バイアスを有効にする
OFF | 0HV DC バイアスを無効にする*RST 値 ：0<NBOL>
・測定信号単位が電流の時，または測定モード IMPD-EXT/G-PH の時に設定を ON にする場合
はエラー
・DC バイアス出力先設定が REAR の時に HV DC バイアスを有効にするとエラー

5.3.110 :SOURce:FREQuency:AFC:STATe <sw>
:SOURce:FREQuency:AFC:STATe?
説明
パラメタ

応答形式
備考

Slow Sweep 状態の設定，問合せ<sw><BOL> Slow Sweep 状態
ON | 1
Slow Sweep 機能を有効にする
OFF | 0Slow Sweep 機能を無効にする*RST 値 ：0<NBOL>
・スイープパラメタタイプが FREQ 以外の時に設定する場合はエラー
・シーケンススイープが有効の時に設定する場合はエラー

5.3.111 :SOURce:FREQuency:AFC:TOLerance <value>:SOURce:FREQuency:AFC:TOLerance?
説明
パラメタ

応答形式
備考

Slow Sweep 許容量の設定，問合せ<value><NRf> Slow Sweep 許容量範囲【監視パラメタが dBR】 ：0.001～999.999 [dB]
【監視パラメタが R, Z, Y】 ：1.0 a(10-18)～999.0 G(109)【監視パラメタがθ】：0.001～179.999 [°]
分解能【監視パラメタが dBR】 ：0.001【監視パラメタが R, Z, Y】 ：有効桁 3 桁 (<1 f(10-15)は 1 a(10-18))【監視パラメタがθ】：0.001*RST 値【監視パラメタが dBR】 ：10.0【監視パラメタが R】：0.1【監視パラメタが Z】：1000.0【監視パラメタが Y】：0.001【監視パラメタがθ】：10.0【監視パラメタが dBR/θ】 ： <NR2>【監視パラメタが R/Z/Y】 ： <NR3>
Slow Sweep 許容量の設定範囲は Slow Sweep 監視パラメタの設定内容によって変わる

5-57

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.112 :SOURce:FREQuency:AFC:TYPE <param>:SOURce:FREQuency:AFC:TYPE?
説明
パラメタ

応答形式
備考

Slow Sweep 監視パラメタの設定，問合せ<param><DISC> Slow Sweep 監視パラメタ
MLOGarithmicdBR
MLINear
R
Z
Z
Y
Y
PHASe
θ
*RST 値 ：PHAS
MLOG | MLIN | Z | Y | PHAS
設定できるものは測定モードによって変わる(G-PH)(G-PH)(IMPD-EXT/2T/3T)(IMPD-EXT/2T/3T)(全測定モード)

5.3.113 :SOURce:FREQuency[:CW|:FIXed] <value>[<suffix>]:SOURce:FREQuency[:CW|:FIXed]?
説明
パラメタ

応答形式
備考

スポット測定周波数の設定，問合せ<value><NRf>
スポット測定周波数[Hz]範囲【HV DC バイアス OFF】 ：10.0 uHz～36.0 MHz【HV DC バイアス ON】 ：1.0 kHz～36.0 MHz
分解能：10 u(10-6)*RST 値 ：1000.0<suffix><DISC> SI 接頭辞MA<value>×106
K<value>×103
M<value>×10-3
U<value>×10-6
MAHZ<value>×106
KHZ<value>×103
MHZ<value>×10-3
UHZ<value>×10-6
HZ<value><NR2>―

5.3.114 :SOURce:FREQuency:TRACk <track>:SOURce:FREQuency:TRACk?
説明
パラメタ

応答形式
備考

共振点追尾機能の有効/無効の設定，問合せ<track><BOL>
共振点追尾機能ON | 1
共振点追尾機能を有効にする
OFF | 0
共振点追尾機能を無効にする*RST 値 ：0<NBOL>―

5-58

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.115 :SOURce:FREQuency:TRACk:FACtor <factor>:SOURce:FREQuency:TRACk:FACtor?
説明
パラメタ

応答形式
備考

共振点追尾機能の追従感度の設定，問合せ<factor><NR1>
共振点追尾の追従感度[%]範囲：1～100
分解能：1*RST 値 ：100
<NR1>―

5.3.116 :SOURce:FREQuency:TRACk:POLarity <pol>:SOURce:FREQuency:TRACk:POLarity?
説明
パラメタ

応答形式
備考

共振点追尾機能の追従極性の設定，問合せ<pol><DISC> 共振点追尾の追従極性
POSitive
直列共振での目標位相に追尾
NEGative
並列共振での目標位相に追尾*RST 値 ：POS
POS | NEG―

5.3.117 :SOURce:FREQuency:TRACk:REFerence <ref>:SOURce:FREQuency:TRACk:REFerence?
説明
パラメタ

応答形式
備考

共振点追尾機能の目標位相の設定，問合せ
<ref>
<NRf>
共振点追尾の目標位相[°]範囲：-999.999 G～999.999 G(109)
分解能：有効桁 6 桁 (<1000 は 0.001)*RST 値 ：0.0
<NR2>-999.999 G～999.999 G(109)の範囲で設定は可能だが，ZA57630 本体には-179.999°～+180.000°の範囲に丸めて設定される。

5.3.118 :SOURce:FREQuency:TRACk:SPAN <lower>,<upper>:SOURce:FREQuency:TRACk:SPAN?
説明
パラメタ

応答形式

備考

共振点追尾機能の追尾周波数上下限の設定，問合せ<lower><NRf>
追尾周波数下限[Hz]範囲：10.0 uHz～36.0 MHz
分解能：10 u(10-6)*RST 値 ：10.0<upper><NRf>
追尾周波数上限[Hz]範囲：<lower>と同じ分解能：<lower>と同じ*RST 値 ：100 000.0<lower>,<upper><lower><NR2>
追尾周波数下限<upper><NR2>
追尾周波数上限<upper>の値が<lower>の値より小さい場合，<lower>の値が<upper>の値より大きい場合はエ
ラー

5-59

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.119 :SOURce:FREQuency:TRACk:TOLerance <tol>:SOURce:FREQuency:TRACk:TOLerance?
説明
パラメタ

応答形式
備考

共振点追尾機能の許容誤差の設定，問合せ
<tol>
<NRf>
共振点追尾の許容誤差[°]範囲：0.001～179.999
分解能：0.001*RST 値 ：10.0<NR2>―

5.3.120 :SOURce:FREQuency:TRANsition <mode>:SOURce:FREQuency:TRANsition?
説明
パラメタ

応答形式
備考

周波数変更モードの設定，問合せ<mode><DISC> 周波数変更モード
SYNChronous
0°位相同期ASYNchronous 非同期*RST 値 ：ASYN
SYNC | ASYN―

5.3.121 :SOURce:{LEVel|IMMediate|AMPLitude} <value>[<suffix>]:SOURce:{LEVel|IMMediate|AMPLitude}?
説明
パラメタ

測定信号振幅の設定，問合せ<value> <NRf>
測定信号振幅範囲【測定信号単位が電流のとき】：0.0～0.060 [Arms]【測定信号単位が電圧のとき】：0.0～999.0 G(109) [Vrms]
分解能【測定信号単位が電流のとき】：有効桁 3 桁 (<100 u(10-6)は 100 n(10-9))【測定信号単位が電圧のとき】：有効桁 3 桁または，MAC の大きい方*RST 値【測定信号単位が電流のとき】：0.02【測定信号単位が電圧のとき】：1.0<suffix> <DISC> SI 接頭辞
G
MA
K
M
U
N
P

応答形式
備考

<value>×109<value>×106<value>×103<value>×10-3<value>×10-6<value>×10-9<value>×10-12<NR3>・出力制限を超える設定はエラー
・試料駆動アンプゲイン設定 K により 3.0×|K| Vrms を超える設定はエラー
・|DC バイアス|＋(振幅×1.42)が 5V×|K|を超える設定はエラー（測定モードが IMPD-2T/3T ではアンプゲイン 1 固定）
・MAC = 10K'。ここで K'は，log10(|K|×10−5)を超えない最大の整数を表す

5-60

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.122 :SOURce:LIMit[:AMPLitude] <value>[<suffix>]:SOURce:LIMit[:AMPLitude]?
説明
パラメタ

応答形式
備考

出力制限の設定，問合せ<value> <NRf>
出力制限値
範囲【測定信号単位が電流のとき】 ：100.0 n(10-9)～0.06 [Arms]【電圧かつ，IMPD-EXT/G-PH】 ：1.0 a(10-18)～999.0 G(109) [Vrms]【電圧かつ，IMPD-2T/3T】：10.0 u(10-6)～3.00 [Vrms]
分解能【測定信号単位が電流のとき】：有効桁 3 桁 (<100 u(10-6)は 100 n(10-9))【電圧かつ，IMPD-EXT/G-PH】：有効桁 3 桁 (<1 f(10-15)は 1 a(10-18))【電圧かつ，IMPD-2T/3T】 ：有効桁 3 桁 (<10 m(10-3)は 10 u(10-6))*RST 値【測定信号単位が電流のとき】 ：0.06【測定信号単位が電圧のとき】 ：3.00<suffix> <DISC> SI 接頭辞G<value>×109
MA<value>×106
K<value>×103
M<value>×10-3
U<value>×10-6
N<value>×10-9
P<value>×10-12<NR3>
測定信号振幅を下回る設定はエラー

5.3.123 :SOURce:MULTiplier <value>[<suffix>]:SOURce:MULTiplier?
説明
パラメタ

応答形式
備考

試料駆動アンプゲインの設定，問合せ<value><NRf>
試料駆動アンプゲイン
範囲【測定モードが IMPD-EXT/G-PH】 ：-1.0 T～1.0 T(1012)【測定モードが IMPD-2T/3T】
：1 固定
分解能
：有効桁 3 桁 (<1 n(10-9)は 1 p(10-12))*RST 値 ：1.0
<suffix><DISC> SI 接頭辞G<value>×109
MA<value>×106
K<value>×103
M<value>×10-3
U<value>×10-6
N<value>×10-9
P<value>×10-12<NR3>・<value>の絶対値が 10-12 未満の場合はエラー
・試料駆動アンプゲイン設定 K により 3.0×|K| Vrms を超える設定はエラー
・|DC バイアス|＋(振幅×1.42)が 5V×|K|を超える設定はエラー

5-61

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.124 :SOURce:ROSCillator:EXTernal <sw>
:SOURce:ROSCillator:EXTernal?
説明
パラメタ

応答形式
備考

外部周波数基準（10MHz REF IN）の設定，問合せ
<sw>
<BOL>
基準クロック源（10MHz REF IN）
ON | 1
外部基準クロックを有効にする
OFF | 0
外部基準クロックを無効にする*RST 値 ：0<NBOL>―

5.3.125 :SOURce:ROSCillator:OUTPut[:STATe] <sw>
:SOURce:ROSCillator:OUTPut[:STATe]?
説明
パラメタ

応答形式
備考

10MHz REF OUT の出力状態の設定，問合せ<sw><BOL> 10MHz REF OUT 状態
ON | 1
10MHz REF OUT の出力状態を有効にする
OFF | 010MHz REF OUT の出力状態を無効にする*RST 値 ：0<NBOL>―

5.3.126 :SOURce:SEQuence:LENGth <value>:SOURce:SEQuence:LENGth?
説明
パラメタ

応答形式
備考

シーケンススイープの設定，問合せ<value><NR1> 設定メモリ番号
範囲
：0～32
分解能
：1
*RST 値 ：0<NR1>・0 は OFF を表し，OFF でない場合は測定時に設定メモリ 1～<value>に記録されている測定条件を順に実行する・トリガ入力源設定が手動操作(Manual)以外の時に設定する場合はエラー
・ゾーン判定が有効の時に設定する場合はエラー・スイープパラメタタイプが TIME の時に設定する場合はエラー

5.3.127 :SOURce:SLEW:TYPE <param>:SOURce:SLEW:TYPE?
説明
パラメタ

応答形式
備考

オン/オフモードの設定，問合せ<param><DISC> オン/オフモードのタイプ
QUICk
オン/オフモードを QUICK にする
SLOW
オン/オフモードを SLOW にする
SYNC
オン/オフモードを 0°SYNC にする*RST 値 ：QUIC
QUIC | SLOW | SYNC―

5-62

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.128 :SOURce:SWEep <lower>,<upper>:SOURce:SWEep?
説明
パラ
メタ

スイープパラメタの上下限値の設定，問合せ<lower> <NRf> スイープパラメタ下限値
範囲【周波数スイープ】：10.0 u(10-6)～36.0 M(106) [Hz]【電圧振幅スイープ，IMPD-EXT/G-PH】：0.0～999.0 G(109) [Vrms]【電圧振幅スイープ，IMPD-2T/3T】：0.0～3.0 [Vrms]【電流振幅スイープ】：0.0～0.060[Arms]【電圧 DC バイアススイープ，IMPD-EXT/G-PH】 ：-999.0 G～999.0 G(109) [V]【電圧 DC バイアススイープ，IMPD-2T/3T】：-5.0～5.0 [V]【HVDC バイアススイープ】：-40.0～40.0 [V]【電流 DC バイアススイープ】：-0.100～0.100[A]
分解能【周波数スイープ】：10 u(10-6)【電圧振幅スイープ，IMPD-EXT/G-PH】：有効桁 3 桁(<10 f(10-15)は 10 a(10-18))【電圧振幅スイープ，IMPD-2T/3T】：有効桁 3 桁(<10 m(10-3)は 10 u(10-6))【電流振幅スイープ】：有効桁 3 桁(<100 u(10-6)は 100 n(10-9))【電圧 DC バイアススイープ，IMPD-EXT/G-PH】：有効桁 3 桁(<10 f(10-15)は 10 a(10-18))【電圧 DC バイアススイープ，IMPD-2T/3T】 ：10 m(10-3)【HVDC バイアススイープ】：10 m(10-3)【電流 DC バイアススイープ】：100 n(10-9)<upper><NRf>*RST 値【周波数スイープ】：10.0 [Hz]【電圧振幅スイープ，IMPD-EXT/G-PH】：0.001 [Vrms]【電圧振幅スイープ，IMPD-2T/3T】：0.001 [Vrms]【電流振幅スイープ】：20 u(10-6) [Arms]【電圧 DC バイアススイープ，IMPD-EXT/G-PH】 ：0.0 [V]【電圧 DC バイアススイープ，IMPD-2T/3T】：0.0 [V]【HVDC バイアススイープ】：0.0 [V]【電流 DC バイアススイープ】：0.0 [A]スイープパラメタ上限値
範囲：<lower>と同じ分解能：<lower>と同じ*RST 値【周波数スイープ】【電圧振幅スイープ，IMPD-EXT/G-PH】【電圧振幅スイープ，IMPD-2T/3T】【電流振幅スイープ】【電圧 DC バイアススイープ，IMPD-EXT/G-PH】【電圧 DC バイアススイープ，IMPD-2T/3T】【HVDC バイアススイープ】【電流 DC バイアススイープ】

応答
形式

備考

：100.0k(103) [Hz]：1.0 [Vrms]：1.0 [Vrms]：0.02 [Arms]：1.0 [V]：10 m(10-3)：1.0 [V]：0.02 [A]<lower>,<upper><lower> 【周波数スイープのとき】： <NR2>
スイープパラメタ下限値【周波数スイープ以外のとき】 ： <NR3><upper> 【周波数スイープのとき】： <NR2>
スイープパラメタ上限値【周波数スイープ以外のとき】 ： <NR3>
・パラメタ項目内の語句については以下の設定を指す
電圧振幅スイープ：測定信号単位が電圧かつ，スイープタイプが振幅
電流振幅スイープ：測定信号単位が電流かつ，スイープタイプが振幅
電圧 DC バイアススイープ：測定信号単位が電圧かつ，スイープタイプが DC バイアス
HVDC バイアススイープ：測定信号単位が電圧かつ，スイープタイプが DC バイアス，
HV DC バイアスが有効
電流 DC バイアススイープ：測定信号単位が電流かつ，スイープタイプが DC バイアス
・<upper>の値が<lower>の値より小さい場合，<lower>の値が<upper>の値より大きい場合はエラー・スイープパラメタタイプが TIME の時に設定する場合はエラー

5-63

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.129 :SOURce:SWEep:RESolution <value>:SOURce:SWEep:RESolution?
説明
パラメタ

応答形式
備考

スイープ密度の設定，問合せ<value><NR1> スイープ点数
範囲：3～2000
分解能：1*RST 値 ：100
<NR1>―

5.3.130 :SOURce:SWEep:SPACing <param>:SOURce:SWEep:SPACing?
説明
パラメタ

応答形式
備考

スイープ分解能(リニア/ログ)の設定，問合せ<param><DISC> スイープ分解能
LINearリニア
LOGarithmic ログ*RST 値 ：LOG
LIN | LOG
スイープパラメタタイプが BIAS または，TIME の時に設定する場合はエラー

5.3.131 :SOURce:SWEep:TYPE <type>:SOURce:SWEep:TYPE?
説明
パラメタ

応答形式
備考

スイープパラメタタイプの設定/問合せ<type><DISC> スイープパラメタタイプ
FREQuency 周波数
AMPLitude 振幅
BIAS
DC バイアス
TIME
時間(ゼロスパンスイープ)*RST 値 ：FREQ
FREQ | AMPL | BIAS | TIME
・スイープ分解能が LOG の時に設定を BIAS または，TIME にする場合はエラー
・Slow スイープが有効の時に設定を FREQ 以外にする場合は Slow スイープを無効に強制・シーケンススイープが有効の時に設定を TIME に設定する場合はシーケンススイープを無効に強制

5.3.132 :SOURce:UNIT <unit>:SOURce:UNIT?
説明
パラメタ

応答形式
備考

OSC 端子から出力される測定信号(振幅および DC バイアス)の単位(電圧/電流)の設定・問合せ<unit><DISC>
振幅および DC バイアスの単位
VOLTage
電圧
CURRent
電流*RST 値 ：VOLT
VOLT | CURR
測定モードが IMPD-2T/3T 以外の時に設定を CURR にする場合はエラー

5.3.133 :STATus:OPERation:CONDition?
説明
応答形式
備考

オペレーション・ステータス・コンディション・レジスタの問合せ
<NR1>
―

5-64

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.134 :STATus:OPERation:ENABle <value>:STATus:OPERation:ENABle?
説明
パラメタ

応答形式
備考

オペレーション・ステータス・イベント・イネーブル・レジスタの設定，問合せ<value><NR1> オペレーション・ステータス・イベント・イネーブル・レジスタ範囲：0～65535
分解能
：1
初期値
：0
<NR1>
電源投入時に初期化される。*RST では初期化されない。

5.3.135 :STATus:OPERation[:EVENt]?
説明
応答形式
備考

オペレーション・ステータス・イベント・レジスタの問合せ<NR1>
オペレーション・ステータス・イベント・レジスタは，イベント・レジスタの問合せもしく
は*CLS コマンドを受信した場合にクリアされる

5.3.136 :STATus:OPERation:NTRansition <value>:STATus:OPERation:NTRansition?
説明
パラメタ

応答形式
備考

負のオペレーション・ステータス・トランジション・フィルタの設定，問合せ<value><NR1> 負のオペレーション・ステータス・トランジション・フィルタ範囲：0～65535
分解能
：1
初期値
：0
<NR1>
電源投入時に初期化される。*RST では初期化されない。

5.3.137 :STATus:OPERation:PTRansition <value>:STATus:OPERation:PTRansition?
説明
パラメタ

応答形式
備考

正のオペレーション・ステータス・トランジション・フィルタの設定，問合せ<value><NR1> 正のオペレーション・ステータス・トランジション・フィルタ範囲：0～65535
分解能
：1
初期値
：0
<NR1>
電源投入時に初期化される。*RST では初期化されない。

5.3.138 :SYSTem:AUXiliary:INPut?
説明
応答形式
備考

AUX コネクタの各入力端子(PIN0～PIN2)レベル問合せ<NR1>
応答は以下の①～③の数値を合計した値① PIN2 端子の入力が Hi レベルなら 4, Lo レベルなら 0② PIN1 端子の入力が Hi レベルなら 2, Lo レベルなら 0③ PIN0 端子の入力が Hi レベルなら 1, Lo レベルなら 0

5-65

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.139 :SYSTem:AUXiliary:OUTPut <output>:SYSTem:AUXiliary:OUTPut?
説明
パラメタ

応答形式
備考

AUX コネクタの各出力端子(POUT0～POUT3)の設定，問合せ<output><NR1> POUT0～POUT3 出力
範囲
：0～15
分解能
：1
*RST 値 ：0<NR1>
設定コマンドのパラメタおよびクエリ応答は以下の①～④の数値を合計した値① POUT3 端子の出力が Hi レベルなら 8, Lo レベルなら 0② POUT2 端子の出力が Hi レベルなら 4, Lo レベルなら 0③ POUT1 端子の出力が Hi レベルなら 2, Lo レベルなら 0④ POUT0 端子の出力が Hi レベルなら 1, Lo レベルなら 0

5.3.140 :SYSTem:BEEPer <sw>
:SYSTem:BEEPer?
説明
パラメタ

応答形式
備考

ビープ音状態の設定，問合せ<sw><BOL> ビープ音状態
ON | 1
ビープ音を有効にする
OFF | 0
ビープ音を無効にする<NBOL>―

5.3.141 :SYSTem:DATE <year>,<month>,<day>:SYSTem:DATE?
説明
パラメタ

応答形式

備考

現在の年月日の設定，問合せ<year><NR1> 年
範囲
分解能
<month><NR1> 月
範囲
分解能
<day>
<NR1> 日範囲
分解能
<year>,<month>,<day><year><NR1> 年
<month><NR1> 月<day>
<NR1> 日―：1998～2099
：1
：1～12
：1
：1～31
：1

5-66

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.142 :SYSTem:ERRor?
説明
応答形式

備考

リモートエラーの問合せ<code>,<message><code><NR1> エラーコード<message><STR> エラーメッセージ
・<message>は””を含む
・エラー・キューには 16 個のエラーメッセージを保持でき，古いものから順にひとつずつ読み出すことができる
・エラーが 16 個を超えた場合，エラー・キュー最後のエラーが”Queue overflow”に置き換わ
り，エラー・キューに空きができるまで新たなエラーは追加されなくなる
・*CLS コマンドを受信した場合，エラー・キューはクリアされる

5.3.143 :SYSTem:LOCal
説明
備考

ZA57630 本体のリモート操作状態をローカル状態にする
リモート通信インタフェースに RS232，LAN が使用されているときのみ使用可能

5.3.144 :SYSTem:REMote
説明
備考

ZA57630 本体のリモート操作状態をリモート状態にする
リモート通信インタフェースに RS232，LAN が使用されているときのみ使用可能

5.3.145 :SYSTem:RWLock
説明
備考

ZA57630 本体のリモート操作状態を LLO 状態にする
リモート通信インタフェースに RS232，LAN が使用されているときのみ使用可能

5.3.146 :SYSTem:TIME <hour>,<minute>,<second>:SYSTem:TIME?
説明
パラメタ

応答形式

備考

現在の時分秒の設定，問合せ<hour><NR1> 時範囲
分解能
<minute><NR1> 分範囲
分解能
<second><NR1> 秒範囲
分解能
<hour>,<monute>,<second><hour><NR1> 時<minute><NR1> 分<second><NR1> 秒
―

：0～23
：1
：0～59
：1
：0～59
：1

5.3.147 :TRIGger:ABORt
説明
備考

測定動作を中止する―

5-67

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.148 :TRIGger:DELay <value>:TRIGger:DELay?
説明
パラメタ

応答形式
備考

測定ディレイの設定，問合せ<value><NRf>
測定ディレイ値 （秒）範囲：0.0～9990
分解能：有効桁 3 桁 (<100 m(10-3)は 100 u(10-6))*RST 値 ：0.0
<NR3>―

5.3.149 :TRIGger:DIRection <direction>:TRIGger:DIRection?
説明
パラメタ

応答形式
備考

ハンドラインタフェースの TRIG 入力時の測定動作の設定/問合せ<direction><DISC> スイープ方向
UP
アップスイープ
DOWN
ダウンスイープ
SPOT
スポット測定 (スイープしない)*RST 値 ：SPOT
UP | DOWN | SPOT
測定モードが G-PH の時に設定する場合はエラー

5.3.150 :TRIGger[:IMMediate] <trig>
説明
パラメタ

備考

トリガを実行する（測定を開始する）<trig><DISC>
トリガ種別
UP
アップスイープ測定を開始する
DOWN
ダウンスイープ測定を開始する
SPOT
スポット測定を開始する
ゼロスパンスイープ動作が設定されているときは，パラメタに「DOWN」を指定して本コマンドを送信したときもアップスイープ測定を開始する。

5.3.151 :TRIGger:SEQuence:MODE <mode>:TRIGger:SEQuence:MODE?
説明
パラメタ

応答形式
備考

シーケンストリガの設定，問合せ<value><DISC> シーケンストリガ
AUTO
1 回のトリガで全シーケンス測定を行う
STEP
1 シーケンス毎トリガを必要とする*RST 値 ：AUTO
AUTO | STEP―

5-68

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.152 :TRIGger:SOURce <param>:TRIGger:SOURce?
説明
パラメタ

応答形式
備考

トリガ入力の設定，問合せ<param> <DISC> トリガ入力源の選択
MANual 正面パネルの UP/DOWN/SPOT キー (リピート測定は無効)
REMote :TRIGger リモートコマンド
RISE
ハンドラインタフェースの TRIG 信号，立ち上がり時にトリガ
FALL
ハンドラインタフェースの TRIG 信号，立ち下がり時にトリガ*RST 値 ：MAN
MAN | REM | RISE | FALL
・トリガ入力設定が REMote 以外の時は :TRIGger コマンドによる測定開始トリガは無視される・トリガ入力設定が MANual の時，ローカル状態になると本体正面パネルから測定開始操作が行えるようになるが，設定が Manual 以外の時はローカル状態になっても本体正面パネルのトリガ操作は無視される・測定モードが G-PH の時に設定を RISE，FALL にする場合はエラー
・シーケンススイープが有効の時に MAN 以外に設定する場合はシーケンススイープを無効に強制

5.3.153 :TRIGger:STTDelay <value>:TRIGger:STTDelay?
説明
パラメタ

応答形式
備考

測定開始ディレイの設定，問合せ<value><NRf> 測定開始ディレイ値 （秒）範囲：0.0～9990
分解能：有効桁 3 桁 (<100 m(10-3)は 100 u(10-6))*RST 値 ：0.0
<NR3>
―

5-69

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.154 :TEST:HANDler <output1>,<output2>:TEST:HANDler?
説明
パラメタ

ハンドラインタフェースの端子状態の設定，問合せ<output1> <NR1> ハンドラインタフェース出力信号の設定
範囲：0～3 221 258 176
分解能：1*RST 値 ：4 227 891 198 (<state1>の値)<output2><NR1>

ビットが立っている値が H レベルに対応する
ビット番号がハンドラインタフェースのピン番号に一致する
bit31： /BIN3
bit30： /BIN1
bit14： /ERR
bit13： /INDEX
bit12～6 ： /BIN14, /BIN12, /BIN10, /BIN8, /BIN6, /BIN4, /BIN2
ハンドラインタフェース出力信号の設定
範囲：0～127
分解能：1*RST 値 ：127 (<state2>の値)
ビットが立っている値が H レベルに対応する
ビット番号+32 がハンドラインタフェースのピン番号に一致する
bit6： /EOM
bit5： /OUT_OF_BINS
bit4～0 ： /BIN13, /BIN11, /BIN9, /BIN7, /BIN5

応答形式

備考

<state1>,<state2><state1><NR1>

ハンドラインタフェースの各ピンの状態
ビットが立っている値が H レベルに対応する
ビット番号がハンドラインタフェースのピン番号に一致する
bit31： /BIN3
bit30： /BIN1
bit29～26 ： /RCL6, /RCL4, /RCL2, /RCL0
bit14： /ERR
bit13： /INDEX
bit12～6 ： /BIN14, /BIN12, /BIN10, /BIN8, /BIN6, /BIN4, /BIN2
bit5： /RCL-VALID
bit4： /RCL5
bit3： /RCL3
bit2： /RCL1
bit1： /TRIG<state2><NR1> ハンドラインタフェース出力信号の設定
ビットが立っている値が H レベルに対応する
ビット番号+32 がハンドラインタフェースのピン番号に一致する
bit6： /EOM
bit5： /OUT_OF_BINS
bit4～0 ： /BIN13, /BIN11, /BIN9, /BIN7, /BIN5
・<state1>，<state2>の挙動については「取扱説明書（応用編）」ハンドラインタフェースの節を参照
・電源投入時に初期化される。
・ハンドラインタフェースのテスト動作が無効の時に設定する場合はエラー

5-70

ZA57630

5．コマンド解説

5.3.155 :TEST:HANDler:MODE <mode>:TEST:HANDler:MODE?
説明
パラメタ

応答形式
備考

ハンドラインタフェース，テスト動作の設定，問合せ<mode><BOL>
テスト動作の設定
ON | 1
テスト動作を有効にする
OFF | 0
テスト動作を無効にする*RST 値 ：0<NBOL>
電源投入時に初期化される。

5-71

ZA57630

5．コマンド解説

5-72

ZA57630

6． ステータス・システム

6.1

ステータス・システムの概要 ····················· 6-2

6.2

ステータス・バイト ································· 6-3

6.3

スタンダード・イベント・ステータス ········· 6-4

6.4

オペレーション・ステータス ····················· 6-6

6-1

ZA57630

6．ステータス・システム

6.1 ステータス・システムの概要
ZA57630 が持つステータス・システムを図 6-1に示します。

図 6-1

ステータス・システム

6-2

ZA57630

6．ステータス・システム

6.2 ステータス・バイト
ステータス・バイト・レジスタの定義を表 6-1に示します。ステータス・バイトは，シリア
ル・ポールで読み出すことができます。このときビット 6 は RQS（Request service）です。
表 6-1
ビット
OPE

7

重み
128

RQS /
MSS

6

64

ESB

5

32

MAV

4

16

－
－
－
－

3
2
1
0

8
4
2
1



ステータス・バイト・レジスタの定義

1 にセットされる条件
オペレーション・ステータス・イ
ベント・レジスタの有効ビットのどれかが 1 になったとき
SRQ 発信時

スタンダード・イベント・ステー
タス・レジスタの有効ビットのど
れかが 1 になったときクエリに対する応答が準備できて，出力可能になったとき－－－－

0 にセットされる条件
・デバイス・クリア受信時・ステータス・バイト読出し後・デバイス・クリア受信時
・RQS はシリアル・ポールでステータス・バイトを読出したときスタンダード・イベント・ステータス・
レジスタの有効ビット全てが 0 になったとき全ての応答を出力して，出力すべき応答がなくなったとき
常に 0 (使用していません)
常に 0 (使用していません)
常に 0 (使用していません)
常に 0 (使用していません)

関連コマンド / クエリ*STB?
ステータス・バイト・レジスタの内容を問合せます。
ビット 6 は MSS（Master Summary Status）です。
*SRE，*SRE?
サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタの設定/問合せをします。
電源を入れた直後は 0 にクリアされています。0 にクリアするには 0 を設定します。
ステータス・バイト・レジスタはサービス・リクエスト・イネーブル・レジスタに
1 をセットしたビットが有効になり，有効ビットのどれかひとつでも 1 にセットされるとサービス・リクエストが発生します。
各レジスタへの設定メッセージや応答メッセージのパラメタは，値が 1 のビットの重みをすべて加算した値になります。


問合せ時のステータス確認について

通常は，問合せのためにクエリを送信した後，ただ応答メッセージを受け取れば，正しく応答を受け取ることができます。ステータス・バイトの MAV ビットを確認する必要はありません。もし MAV ビットを確認しながら処理を進めるときは，クエリ送信後，シリアル・ポール
によりステータス・バイトの MAV ビットが 1 になったのを確認してから応答メッセージを読
み出し，MAV ビットが 0 になったのを確認してから次の操作に移ってください。

6-3

ZA57630

6．ステータス・システム

6.3 スタンダード・イベント・ステータス
スタンダード・イベント・ステータスの構造を図 6-2に示します。また，ステータスの詳細を表 6-2に示します。スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタのビット
を 1 に設定すると，スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの対応するビットが有効になり，有効なビットのどれかひとつでも 1 になると，ステータス・バイト・レジスタの ESB
ビットが 1 にセットされます。

図 6-2
表 6-2
ビット
PON

7

重み
128

URQ

6

64

CME

5

32

EXE

4

16

DDE

3

8

QYE

2

4

RQC

1

2

OPC

0

1

スタンダード・イベント・ステータスの構造

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの内容
内容

パワーオン
電源を投入したときに 1 がセット。このレジスタを読み出すことで 0 にクリアされると，電源再投入まで 0 のまま。
ユーザリクエスト
常に 0 (未使用)
コマンドエラー
リモートコマンドに構文エラーがあるとき，1 にセット。
実行エラー
パラメタが設定可変範囲外，または設定に矛盾があるとき，1 にセット。
機器固有のエラー
常に 0 (未使用)
クエリ･エラー応答メッセージを蓄える出力バッファにデータがないときに読み出そうとしたか，応答メッセージを蓄えるバッファ内のデータが失われたときに 1 にセット。
リクエスト･コントロール
常に 0 (未使用)
動作完了*OPC コマンドまでの全てのコマンドの処理が終わったとき，1 にセッ
ト。

6-4

ZA57630

6．ステータス・システム



関連コマンド / クエリ*ESR?
スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの内容を問合せます。
問合せると 0 にクリアされます。また，*CLS コマンドでもクリアされます。
電源を入れた直後は 0 にクリアされています。ただし，PON ビットは 1 にセットされます。
*ESE，*ESE?
スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタの設定/問合せをします。
イネーブル・レジスタを 0 にクリアするには 0 を設定してください。
他にクリアするコマンドはありません。
電源を入れた直後は 0 にクリアされています。
各レジスタへの設定メッセージや応答メッセージのパラメタは，値が 1 のビットの重みをすべて加算した値になります。

6-5

ZA57630

6．ステータス・システム

6.4 オペレーション・ステータス
オペレーション・ステータスの構造を図 6-3に示します。
オペレーション・コンディション・レジスタは，表 6-3のように ZA57630 の状態を示しています。トランジション・フィルタは，コンディションの変化を検出して，イベントを発生します。イベントの発生には，トランジション・フィルタの設定が必要です。オペレーション・
イベント・レジスタは，発生したイベントを保持します。オペレーション・イベント・イネー
ブル・レジスタのビットを 1 に設定すると，対応するオペレーション・イベント・レジスタの各ビットが有効になり，有効なビットのどれかひとつでも 1 になると，ステータス・バイトのOPE ビットが 1 にセットされます。

図 6-3

オペレーション・ステータスの構造

6-6

ZA57630

6．ステータス・システム

表 6-3

オペレーション・コンディション・レジスタ，イベント・レジスタの内容

ビット
－
OV2
OV1
CAL
DST
DLY
－
ALC
－
OPH

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

重み
32768
16384
8192
4096
2048
1024
512
256
128
64

OSLW
OON

5
4

32
16

ULOC

3

8

MST
MSW
－

2
1
0

4
2
1



内容
常に 0 (未使用)
PORT2 に過大入力中
PORT1 に過大入力中
キャリブレーション中
測定開始ディレイ中測定ディレイ中
常に 0 (未使用)
ALC 動作中(振幅制御中)（設定の ON/OFF ではない）
常に 0 (未使用)
0°位相停止待ち中
周波数変更モードによる 0°位相待ち
オンオフモードによる 0°位相待ち
Slow ON/OFF 中
出力オン中（以下の場合も含む）
オンオフモードが SLOW 時の出力遷移中
オンオフモードによる 0°位相待ち中
外部基準信号(10MHz)と同期が外れている
10MHz Ref In 端子に有効な信号が入力されていれば：0
10MHz Ref In 端子に有効な信号が入力されていなければ：1
スポット測定中 (ディレイ中も 1)
スイープ測定中 (ディレイ中も 1)
常に 0 (未使用)

関連コマンド / クエリ:STATus:OPERation:CONDition?
オペレーション・コンディション・レジスタの内容を問合せます。
問合せても，コンディション・レジスタの内容は 0 にクリアされません。
常に機器の状態を示しています。
:STATus:OPERation[:EVENt]?
オペレーション・イベント・レジスタの問合せ。
問合せると，イベント・レジスタは 0 にクリアされます。
イベント・レジスタは*CLS コマンドでもクリアされます。
電源を入れた直後は 0 にクリアされています。
:STATus:OPERation:ENABle， STATus:OPERation:ENABle?

オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタの設定/問合せ。
イネーブル・レジスタを 0 にクリアするには 0 を設定してください。
他にクリアするコマンドはありません。
電源を入れた直後は 0 にクリアされています。
:STATus:OPERation:NTRansition， STATus:OPERation:NTRansition?

:STATus:OPERation:PTRansition， STATus:OPERation:PTRansition?

オペレーション・ステータス・トランジション・フィルタの設定/問合せ。
トランジション・フィルタの設定とイベント・レジスタの遷移の関係を表 6-4に示
します。

6-7

ZA57630

6．ステータス・システム

表 6-4

オペレーション・トランジション・フィルタとイベント・レジスタの遷移

正トランジション・
フィルタの各ビット設定

負トランジション・
フィルタの各ビット設定

1
0
1

0
1
1

0

0

イベント・レジスタを1 にするためのコンディション・レジスタ
の遷移
0 → 1
1 → 0
0 → 1 or 1 → 0
イベント・レジスタは1 になりません。

各レジスタへの設定メッセージや応答メッセージのパラメタは，値が 1 のビットの重みをすべて加算した値になります。

6-8

ZA57630

7． コマンド実行例

7.1

スポット測定例 ······································· 7-2

7.2

スイープ測定例 ······································· 7-3

7-1

ZA57630

7．コマンド実行例

7.1 スポット測定例// 設定初期化
(送信)
*RST
(送信)
*CLS
(送信)
:STAT:OPER:NTR 4

設定を初期化
イベント・レジスタを初期化
スポット測定完了確認用に設定// Mode 設定(送信):SENS:FUNC FRES

測定モードを IMPD-3T に設定// OSC 設定(送信):SOUR:FREQ xxx(送信):SOUR:UNIT xxx(送信):SOUR:AMPL xxx(送信):SOUR:BIAS xxx(送信):OUTP ON
(送信)
:OUTP?
(受信)スポット周波数を xxx に設定
測定信号単位を xxx に設定
測定信号振幅を xxx に設定
DC バイアスを xxx に設定
測定信号出力を AC/DC ON 状態に設定
測定信号出力状態を確認// Measure 設定(送信):SENS:AVER:COUN xxx(送信):TRIG:SOUR REM

測定時間を xxx 秒に設定
トリガ源を TRIG コマンドに設定// 測定データ取得フォーマット設定(送信):DATA:FORM ASC,Z,ZPHAS// 測定開始(送信):TRIG SPOT

測定結果をインピーダンス，位相の形式で取得するよう設定

スポット測定を開始// スポット測定終了監視(送信)

測定が完了しているかオペレーション・イ
ベント・レジスタで確認:STAT:OPER?

(受信)

bit2 が 0（スポット測定が完了していない）

bit2 が 1（スポット測定が完了している）// 測定データ取得(送信):DATA:SPOT?
(受信)

スポット測定データを取得

7-2

ZA57630

7．コマンド実行例

7.2 スイープ測定例// 設定初期化
(送信)
*RST
(送信)
*CLS
(送信)
:STAT:OPER:NTR 2

設定を初期化
イベント・レジスタを初期化
スイープ測定完了確認用に設定// Mode 設定(送信):SENS:FUNC FRES

測定モードを IMPD-3T に設定// OSC 設定(送信):SOUR:UNIT xxx(送信):SOUR:AMPL xxx(送信):SOUR:BIAS xxx(送信):OUTP ON
(送信)
:OUTP?
(受信)

測定信号単位を xxx に設定
測定信号振幅を xxx に設定
DC バイアスを xxx に設定
測定信号出力を AC/DC ON 状態に設定
測定信号出力状態を確認// Measure 設定(送信):TRIG:SOUR REM

トリガ源を TRIG コマンドに設定// Sweep 設定(送信):SOUR:SWE:TYPE FREQ
(送信)

:SOUR:SWE xxx,yyy

(送信)
(送信)

:SOURce:SWE:RES xxx:SOURce:SWE:SPAC xxx

スイープパラメタタイプを周波数に設定
スイープ下限周波数を xxx にスイープ上限周波数を yyy に設定
スイープ点数を xxx に設定
スイープ分解能を xxx に設定// 測定データ取得フォーマット設定(送信):DATA:FORM ASC,SWEEP,CS,D// 測定開始:TRIG UP
(送信)

測定結果を周波数，直列キャパシタンス，
損失率の形式で取得するよう設定

アップスイープ測定を開始// スイープ測定終了監視(送信)

測定が完了しているかオペレーション・イ
ベント・レジスタで確認:STAT:OPER?

(受信)

bit1 が 0（スイープ測定が完了していない）

bit1 が 1（スイープ測定が完了している）// 測定データ取得(送信):DATA:POIN? MEAS
(受信)

測定データ点数の確認(送信)

測定データ点数分，スイープ測定データを取得:DATA? MEAS,0,xxx

(受信)

7-3

ZA57630

7．コマンド実行例

7-4

ZA57630

8． エラー・メッセージ

8-1

ZA57630

8．エラー・メッセージ

ここでは，外部制御で発生する主なエラーについて，その内容を示します。
表 8-1
エラー
エラー・メッセージ
番号
0
-101
-102
-103
-104
-108

-120
-123

No errorInvalid character
Syntax error
Invalid separator
Data type error
Parameter notallowedMissing parameter
Command header
error
Undefined header
Unexpected numberof parameters
Numeric data error
Exponent too large

-124
-130

Too many digits
Suffix error-134

Suffix too long

-140
-144
-200

Character data error
Character data too
long
Execution error-211

Trigger ignored-221

Settings conflict

-109
-110
-113
-115

エラー・メッセージ

1/2

エラーの内容異常なし
文字列データに異常があります。
認識できないコマンドやデータを受け取りました。
コマンドセパレータに異常があります。
パラメタの形式が不適切です。
パラメタの数が多すぎるか，
使用できないところにパラメタがあります。
パラメタの数が足りません。
コマンドヘッダに異常があります（詳細分類なし）。
定義されていないコマンドヘッダです。
パラメタの数に異常があります。
数値データに異常があります（詳細分類なし）。
指数の指定が大きすぎます。（指数値が 32000 を超える）（例 :SOURce:FREQuency:CW 1E50000）
桁数が大きすぎます。（255 桁を超える）
サフィックス（乗数，単位）に異常があります（詳細分類なし）。
補助単位文字，単位文字数が多すぎます。（7 文字を超える）
文字データに異常があります（詳細分類なし）。
文字データが長すぎます。
コマンドを実行できませんでした（詳細分類なし）。
（例）・キャリブレーション中に設定操作を行う
・キャリブレーション経路チェックに失敗
トリガを受け取りましたが，実行できませんでした。
（例）・キャリブレーション中に測定開始コマンドを実行
・測定中に測定開始コマンドを実行
複数設定間の制約により，コマンドを実行できません。
（例）・振幅，DC バイアスの制約
・スイープ下限周波数，上限周波数の制約
・グラフ各軸スケールの最大値，最小値の制約

8-2

ZA57630

8．エラー・メッセージ

表 8-1
エラー
エラー・メッセージ
番号
-222
-224
-310

Data out of range
Illegal parameter
value
System error-350

Queue overflow

-410

Query
INTERRUPTED

-420

Query
UNTERMINATED

-440

Query
UNTERMINATED
after indefinite
response

エラー・メッセージ

2/2

エラーの内容データが有効範囲外です。
パラメタが不正です（Data type error 以外で不適切）。
（例 :SOURce:FREQuency:CW %1）
機器固有の内部異常が発生しました。
（メモリ内容の喪失など）
エラー待ち行列がオーバフローしたため，新たなエラーを保持できません。（エラー・キューが 16 個を超える）要求された応答をすべて送信する前に，次のコマンドを受け取りました。応答を中断して，出力バッファをクリアしました。
（LAN，RS232 では発生しない）
応答を要求されましたが，受け取ったクエリが不完全なため，応答できません。出力バッファをクリアしました。
（LAN，RS232 では発生しない）
文字列中"*IDN?"の後にクエリがありました（"*IDN?"は，
受信文字列中の最後のクエリでなければなりません）。

外部制御のエラーは，エラー待ち行列に記録され，クエリ :SYSTem:ERRor? で古いものから順にひとつずつ読み出すことができます。すべてを読み出した後でさらに読み出すと 0,"No
error" が返ります。エラー待ち行列は*CLS コマンドでクリアできます。
問題が発生して入力バッファや出力バッファに残留したデータは，インタフェース・メッセ
ージのひとつであるデバイス・クリア（DCL，SDC）でクリアできます。
状況に応じて，上記以外のエラーが発生することがあります。このようなときは，エラー・メッセージで概要をご確認ください。
パネルから操作できる項目に対しては，パネル操作と同じエラー・メッセージが表示されます。各コマンドやクエリに関連のあるパネル操作の説明もご確認ください。通常の測定で発生するエラーは，外部制御下でも同様に表示されます。

8-3

ZA57630

8．エラー・メッセージ

8-4

ZA57630

お 願 い
取扱説明書の一部または全部を，無断で転載または複写することは固くお断りします。



取扱説明書の内容は，将来予告なしに変更することがあります。



取扱説明書の作成に当たっては万全を期しておりますが，内容に関連して発生した損害などについては，その責任を負いかねますのでご了承ください。
もしご不審の点や誤り，記載漏れなどにお気付きのことがございましたら，お求めになりました当社または当社代理店にご連絡ください。

ZA57630 取扱説明書 (外部制御)
株式会社 エヌエフ回路設計ブロック〒223-8508

横浜市港北区綱島東 6-3-20

TEL

045-545-8111

http://www.nfcorp.co.jp/
C Copyright 2019◯

NF Corporation

http://www.nfcorp.co.jp/
横浜市港北区綱島東 6-3-20〒223-8508 TEL 045(545)8111(代)