データシート

イメージング輝度計 ProMetric Y シリーズ
高速 ・ 小型のイメージング輝度計、 生産環境におけるディスプレイや外観検査に最適○ ディスプレイ 試験	点欠陥・線欠陥、表面欠陥 ( 気泡・傷 )、均一性、光漏れ、ムラ、画素補正、輝度の検査○ 外観試験	傷、へこみ、欠け、表裏の検査
テキストの検証
表面全体の均一性の評価○ 組み込みパネル・キーボード検査	明るさ、文字間・文字内の均一性、光漏れ、文字の欠け・誤字の評価

特長
プロメトリック (ProMetric) Y シリーズは、大量生産現場での FPD・キーボード・外観等の検査に最適化された、小型かつ堅牢なイメージング輝度計です。高性能の測定機能と、アプリケーションに特化した解析ソフトウェア、および現場の専門知識の組み合わせにより、完成度の高い製品試験法を提供します。高速な測定によりタクトタイムを短縮し、また人による主観的な検査に代わり客観的な定量化を行い操業コストを削減します。信頼性の高いテスト解析により、生産効率を向上します。ProMetric Y ベースのシステムを採用する
ことにより、生産量の増加・品質の向上・コストの抑制が見込め、製品試験への投資をすぐに回収することができます。

ProMetric Y イメージング輝度計は、高精度かつ高再現性の測定が可能な研究グレードのイメージ センサーを採用しています。
解像度とダイナミック レンジを最適化し、イメージングパフォーマンスを確保します。 ProMetric Y シリーズは、高速 USB および /またはイーサネット通信をサポートしています。
また、ProMetric Y シリーズには業界初の Smart Technology™ 技術が使われており、測定のセットアップを大幅に簡素化し、正確な測定結果を保証します。
○	Smart Control™: 使用するレンズの焦点距離およびアパーチャの電子制御が可能で、測定のセットアップを素早く的確に行えます。
○	Smart Calibration™: Y シリーズには様々な電子制御レンズを組み合わせることが可能で、各レンズは広範囲に渡る焦点距離○ スピード・解像度・高精度に特化とアパーチャ設定の組合わせで校正されています。ProMetric○ 光度測定モデルと放射測定モデルで利用可能○	広いフォーカスとアパーチャ設定用 Smart Calibraiton

TMにより複数のレンズを選択は焦点距離とアパーチャ設定をモニターしており、正しい校正データを自動で適用します。

○	Radiant Vision Systems 社 の 光 学 検 査 シ ス テ ム TrueTest™ とシームレスに連携

車載パネルの測定結果左 : 実色、右 : 輝度疑似カラー

標準で ProMetric ソフトウェアが付属し、手動モードで装置の操作が行えるほか、API を通じてユーザプログラムからの装置の制御をサポートします。Y シリーズは、オプションの TrueTest™ 自動検査
ソフトウェアや アプリケーションに特化したソフトウェアと組み合わせてのオートメーションに最適化されています。TrueTest はディスプレイ ( テレビ・携帯電話・タブレット端末・ノートパソコ
FPD・LED 照明や LED スクリーン・バックライト付キーパッド・組込パネル等の製造試験に特化して設計されましたン )・バックライト付き製品 ( キーボード・インパネ )・AR や HUDの大量生産現場に、完全なターンキーソリューションを提供します。

仕様
ProMetric Y16-GProMetric Y45

主なアプリケーション
CCD 解像度 ( ピクセル )5312 × 3032

8192 × 5460

9568 × 6380

16.1 M

44.7 M

61.0 M

総ピクセル数センサタイプ

CMOS

システムダイナミックレンジ

70 dB (1 × 1 ビニング )( 単一露光、ピクセル毎 )輝度 ( 最小 )66 dB (1 × 1 ビニング )76 dB (1 × 1 ビニング )0.0005 cd/m2

検出限界

0.0001 cd/m2

検出限界

0.0005 cd/m2

検出限界0.0010 cd/m2@ SN 比 600.0002 cd/m2@ SN 比 600.0010 cd/m2@ SN 比 600.0015 cd/m2@ SN 比 1000.0005 cd/m2@ SN 比 1000.0015 cd/m2@ SN 比 100

輝度 ( 最大 )10 cd/m ( オプション ND フィルタ使用 )システム精度 *照度 ± 3%; 輝度 (Y) ± 3%10

短期間再現性 **照度 ± 0.03%; 輝度 (Y) ± 0.03%

レンズタイプ2

照度 ± 0.04%; 輝度 (Y) ± 0.04%

照度 ± 0.02%; 輝度 (Y) ± 0.02%

焦点とアパーチャの電子制御

選択可能な焦点距離 (mm)35, 50, 100
35 mm

24°
× 14°

50 mm

17°
× 10°

100 mm macro

8°× 5°

視野( 全角、H × V、°)測定時間 (100 cd/m2) ***35, 50, 100, 200
35 mm

40°
× 27°

35 mm

55°
× 37°

50 mm

29°
× 19°

50 mm

40°
× 28°

100 mm macro

50°
× 10°

100 mm macro

20°× 14°200 mm

8°
× 5°

200 mm11°
× 7°

0.5 sec

空間分解測定可能な項目

0.7 sec
輝度、放射束、照度、放射照度、光度、放射強度単位

foot-lambert, cd/m2, nit, W/sr/m2, foot-candeles, lux, lux·s, W/m2,W·s/m2, candela, W/sr

通信インターフェース

10 ギガビットイーサネット (10 GigE)

イーサネット 100/1000, USB 2.0

電源

外 AC/DC アダプタ、100–240 V, 50–60 Hz, 60 W

寸法 (H × W × D)

86 × 86 × 170 mm

86 × 86 × 154 mm

86 × 86 × 170 mm

重量

1.1 kg

1.4 kg

1.2 kg

動作温度

5 –35℃

15 - 35℃

5 - 35℃

動作湿度*

ProMetric Y61

生産、照明20–70% 結露なきこと

100 x 100 ピクセルの仮想検出器サイズに基づく。

**	CIE 標準光 A、または特定のスペクトルに対するユーザー校正に基づく。100 x 100 ピクセルの仮想検出器サイズ、最小露光時間 10ms に基づく。
***	100 cd/m2、イーサネット
レンズ

校正済アパーチャ

Canon EF 24 mm

f/4.7

f/2.8 USM

f/8

Canon EF 35 mm

f/2.3 or f/4.0*

f/2.0 USM

f/8

Canon EF 50mm R

f/2.8

f/2.0 USM

f/8

Canon EF 100 mm

f/3.3

f/2.8 Macro IS USM

f/8

Canon EF 200 mm

f/3.3

f/2.8 USM

f/8

* f/4.0 は 29M・61MP システム向け

ProMetric オプション

システム要件○ ニアフィールド配光測定システム：SIG○ Intel® Core™ i7-8086 CPU @4.00 GHz○ LED スクリーン校正システム○ 32 GB 搭載 RAM：VisionCAL○デ ィスプレイ検査・ムラ解析システム ：TrueTest, TrueMura○ Windows 10 or 64 bit○ Ethernet 100/1000, USB 2.0 port (Y2,○ キーボード解析システム：PM-KB○ 顕微輝度測定システム：PM-AM○ ヘッドライト解析システム：PM-HL○ヘ ッドマウントディスプレイ評価システム：AR/VR レンズ○ FPD 視野角測定システム

Y29, Y43)○ デスクトップ PC：PCI-E x8 lane slot (I61)○ ノート PC：Thunderbolt 3 Port (I61)：Conoscope レンズ

ProMetric Y シリーズイメージング輝度計と、それらに付属する電子制御レンズは、全体の有効な距離と 特定の 2 つのアパーチャ設定で工場出荷時に校正されます。レンズは焦点 ( 動作距離 ) と絞りを電子的に制御可能で、最適なフラットフィールド補正が自動で行われます。

本社: 東京都文京区小石川1-4-12 文京ガーデンザウエスト801 TEL:03-3868-2634

西日本営業所: 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル3F
https://www.systems-eng.co.jp

E-mail: info@systems-eng.co.jp

TEL:06-6868-9790
仕様・価格は予告なく変更する場合がございます20230404