12

電圧単相100VA、電流単相180VA出力

V1 I1

大容量出力に加えて、出力切換器やDC出力などを装備し、様々な試験シーンで電圧単相電流単相保護リレー試験器 RX4717

優れたパフォーマンスを発揮する無ひずみリレー試験器です。
●AC/DC電圧出力 (100VA)●AC/DC電流出力 (180VA)●正面/側面の出力切換えキー●出力切換器を内蔵
電圧出力・電流出力を三相4線の相・線間に自由に切換え可能●出力を一括ON/OFF可能●パネル32枚分の設定を書き込み・読み出し可能 (RAM)●動作・復帰のトリップ入力
等を表示(50Hz/60Hz用初期値を設定済み(ROM))●設定データを選択●設定データの粗調/微調キー●アナログ感覚で設定や手動スイープが可能●制御用電源を内蔵●テンキーで数値入力OK

出力のON/OFFスイッチ■側面●GPIB/RS-232Cインタフェース
自動化・システム化に対応●制御出力
電流容量を増設するREX4731(電流出力増幅器) をリモート制御

左側面●切換器を経由した電流・
電圧出力

右側面

●制御電源出力（DC110V, 0.5A）●トリップ信号入力●電源入力

100V/200V自動切り換え
低消費電流で電流高調波を低減

■主な特長
●出力容量

電圧100VA(125Vレンジ）、電流180VA（20Aレンジ）●DC出力モード
電流出力：±0.2A, ±2A, ±10A、電圧出力：±40V, ±125V, ±250V●振幅設定桁数

5桁●SOR急変モード
脱調検出リレー（Step Out Relay）を試験するための出力急変モードを装備。
T2 〜T4：0および10msec〜9.999sec。
滞留時間 T1：10msec〜9.999sec、●カウンタ機能
インタバル/ワンショット/トレイン/スタート計測の４モードに、チャタリング
除去機能まで備えたタイムカウンタ（ミリセコ）を内蔵。
動作モードでは、動作・復帰時間の同時計測が可能。また「故障指令」を押す
度にカウンタがクリアされる機能も装備。
・[インタバル]

急変開始から最初のトリップ信号動作点までの時間を計測

・[ワンショット]最初のトリップ信号の動作幅の時間を計測

・[トレイン] トリップ信号の動作幅の累積時間を計測
・[スタート計測]（カウンタの独立使用）
動作スタート入力からトリップ入力までの時間を計測

3●マスタ・スレーブ

本器を4台まで接続して同時動作（連動）可能●拡張外部応答入力

応答信号拡張ボックス（オプション）を接続して255チャネルまで拡張可能●出力周波数50Hz固定、60Hz固定、内部可変周波数（10Hz 〜 200Hz）、
外部同期、ライン同期から選択可能。
●互換性
TPR-33N形/TPR-303形や当社4705A/4706と組み合わせて同期運転、同時急変が可能。
●その他
・故障開始スイッチの動作はモーメンタリとオルタネート切換え。
・出力波形は、正弦波、高調波１、高調波２、任意波および直流。
・電流位相を設定値からダイレクトに180°反転可能。
・故障開始位相、プリトリガ時間、故障継続時間を設定可能。
・本器を増幅器として使用できる外部信号入力端子付き。
・電源OFF直前の設定を記憶。
※RX4717を従来器のREX4700シリーズと組み合わせてご使用になる場合、20Aレンジの出力が制限されます。
（P8の図を参照）

●スイープ機能 より正確・簡単に動作値・復帰値を計測。
最小動作値を自動的に計測■自動スイープ
周波数・振幅・位相の各パラメタについて定常値と故障値の間を自動スイープします。トリップ信号の変化でスイープを自動停止できることにより、リレーの動作値/
復帰値/最大感度位相の値を簡単に知ることができます。
■手動スイープ
定常値と故障値を設定すれば、その間を■サーチスイープモード■ディスクサーチスイープモード

保護リレーの動作時間による計測値のずれを動作時間の長い円盤形保護リレーは、動作値できるだけ小さくするため、定常値と故障値

や復 帰 値を計 測するのが比 較 的 困 難です。

の間のスイープ速度を減速（時間を増加）しそ の 為、はじめに故 障 値に急 変し、トリップ

ながら、繰り返しスイープを行い、より正確な信号の動作を確かめた後、故障値から定常値

動作値を計測します。

へのスイープを繰り返して計測します。
故障値

故障値

2倍

モディファイダイヤルにより手動でスイープ
スイープ
時間1倍

な確認に有効です。
周波数リレー（95リレー）専用の計測モード
時間、復帰周波数、復帰時間の4つの値をA

定常値

スイープ指令

定常値

スイープ
回数
A
1回

4倍

8倍

16倍

2回
A

A

スイープ指令トリップ信号

トリップ信号

計測することができます。

●高調波加算

トリップ
待ち時間

A

スイープ
回数1回

■95試験モードです。1回のスイープで動作周波数、動作

3回
A

スイープ
時間 2倍
1倍
A

16倍

8倍

2回

A

することができます。トリップ点近傍の詳細

4倍

A：判定時間保護リレーの高調波試験が本器1台でOK。

■最高25次の高調波を加算 (高調波1設定)
2次〜 25次までの任意次数の高調波を複数合成・加算できます。

A：判定時間●ダイレクト設定キー 素早く、確実なオペレーション。
頻繁に使用される設定項目を素早く・確実に設定できるようにダイレクト設定キーを採用。中でも、「定常」「故障」の電圧・電流・
位相設定は、カーソルを指定した場所へダイレクトに移動させる■電流高調波の連続可変 (高調波2設定)ことが可能です。また動作モードや周波数モード等の設定がより

2次〜 25次までのいずれか

簡単にできるようになっています。

1波の高調波を任意の含有率（0 〜 100％）と位相で加算。
しか も、連 続 的 に 可 変 で きます。また、高調波を非同期に設定することも可能です。

海外モデル
パネル面が英語表記の海外モデルRX4717Kをご用意しております。
[RX4717との相違点]

・パネル面表記：英語 ・設定・計測表示画面
・次の機能は未装備

英語/日本語切換え ・取扱説明書は英語版と日本語版を添付。

高調波モード、任意波形出力、SOR急変モード、増幅器用外部信号入出力、TPR用周波数同期信号入出力、TPR用急変制御信号入出力

関 連 製 品
■零相電流アダプタ As-535■三相模擬遮断器 As-529

高電圧配電用地絡方向継電器(６７リレー )等を、ZCTを介さずトリップ、リクローズ入力のほか正面パネルの押しボタンで制試験できる零相電流アダプタ御が行える三相模擬遮断器。

・保 護 リ レ ー 試 験 器(RX4717/RX4718)の 電 圧 出 力 を・三相(RST)、接点出力は各相a接点とb接点を4回路装備

200Vrmsの状態のまま、電流出力1.5mAなどを0.01mAス
テップで出力、67リレーの最小動作値を確認可能。

・出力電圧(保護リレー試験器本体)と出力電流（零相電流アダプタ）は、同じ周波数で同期関係有り。

・小型：213(W）×110(H）
×330(D）mm、軽量：約5kg

・投入時間・遮断時間は50 〜 250ms(1ms分解能)の範囲で設定可能

・外部制御コネクタにより接点数を拡張可能
・オシロモニタ、ロック機能
・2台使用して、6相を構成可能
・小型・軽量(約14kg)

4

V3

各相100VAの出力が可能な電圧三相タイプ

出力切換器やDC出力などを装備し、使い勝手も一層向上させ、様々な試験をよりスムーズに行える電圧三相の無ひずみリレー試験器です。

電圧三相保護リレー試験器

RX4718■側面●単相（短絡/地絡）／三相（1L/2L）を切り換えて出力

右側面

■主な特長
●出力容量

●出力一括ON/OFFスイッチを正面パネルに追加。

125Vレンジで100VA/相を実現。

●AC出力に加えDCも出力。
（出力時はいずれかを選択）●正面端子/側面端子の出力切り換えスイッチを正面パネルに装備。

●出力切換器を内蔵、単相（短絡/地絡）／三相（1L/2L）を切り換えて●出力周波数は、50Hz固定、60Hz固定、内部可変周波数（10Hz 〜
200Hz）, 外部同期、ライン同期から選択可能。

出力。

●自動スイープ機能, パネル面設定メモリ, マスタスレーブ機能, 高調波●応答入力を255チャネルまで拡張可能（オプション）。
●振幅設定桁数

加算機能, GPIB, 電源入力100V/200V自動切り換え…などを装備。

5桁●脱調検出リレーを試験するためのSOR急変モードを装備。
●タイマカウンタを外部スタート信号で開始可能（カウンタの独立使用）●三相設定

面倒な関数計算が不要■1LG設定・スイープ●抵抗接地系の1線地絡設定を零相電圧で入力すれば、■三相一括設定
三相の電圧値・位相を一括して同時に設定します。

各相の値 電圧・位相）を計算して自動設定します。
モディファイダイヤルで手動スイープできます。

V1
V1'●定常値と故障値の間を任意の速度で設定できる自動N'

スイープでは、トリップ信号の変化でスイープを自動V3'

停止できますので、地絡過電圧リレー（64リレー）
V3

N
V3

V2

●故障線間電圧の定常値と故障値を設定すれば、そのV2■線間電圧演算設定されている三相の相電圧・位相から線間電圧■平衡三相設定
カーソルで指定されている電圧値で各相の振幅・V1間をモディファイダイヤルで手動スイープできます。
●定常値と故障値の間を任意の速度で設定できる自動

位相を平衡三相で設定します。

V1'
VF

スイープでは、トリップ信号の変化でスイープを自動■相切り換え各相の振幅・位相を同時に隣の相に切り換えます。

V2'

停止できますので、不足電圧（27リレー）や過電圧

5V3と零相電圧を演算して表示します。

の値（電圧・位相）を計算して自動設定します。

ことができます。

V2

V2'

相を選択し、故障線間電圧（VF）を入力すれば、各相リレー（59リレー）の動作（復帰）値などを簡単に知る

V2'
V3'

の動作（復帰）値などを簡単に知ることができます。
■2LS設定・スイープ●2線短絡時の各相の振幅・位相を設定する場合、短絡V1 V1'

V1●零相電圧の定常値と故障値を設定すれば、その間を

N
V3

V2

1台で電流三相を同時出力

I3

電流三相出力の無ひずみリレー試験器です。20A（18V）・三相出力を可能にしま

電流三相保護リレー試験器 RX4713

した。出力切換器をはじめとした数々の便利な機能を搭載し、試験の効率化と優れたパフォーマンスを提供します。

■側面
左側面

● 単相(短絡/地絡)／三相(1L/2L)を切り換えて出力

右側面

■主な特長

●高調波も発生するシンセサイザ（信号発生器）内蔵により、●1台で電流（0.4A, 4A, 30Aレンジ）三相同時出力、また、三相加算出力

単体での高調波リレー計測が可能。

により90A（9V）出力が可能。
・20A（18V）
× 3出力・30A（9V）× 3出力●出力周波数10Hz 〜 200Hz

・60A（18V）
× 1出力*

・90A（9V）× 1出力●豊富な機能32通りのパネル設定メモリ、試験用DC出力モード、

GPIB/RS-232C、電源入力AC85V 〜 115V/180V 〜 240V自動*90Aレンジの場合

切換え、マスタスレーブ機能など。

●出力切換器内蔵により、配線をつなぎ換えずに試験相を切換え。
●カウンタ内蔵により、単体で動作時間（動特性）を計測。

●力率改善回路を電源に採用し、低消費電流で電流高調波を低減。

●高確度出力振幅・位相と設定値のパネル面表示により、●他の機種（4705A、4706、4700シリーズ、TPR-33N、TPR-303）と同時急変・同時運転が可能。

単体で動作値計測が可能。
●サーチスイープモード、ディスクサーチスイープモード（円盤形保護リレー用）により、自動かつ正確な動作値計測が可能。

●電流出力特性60Aレンジ電流出力特性

30Aレンジ電流出力特性

90Aレンジ電流出力特性
18

18

18

15

15

15

出 12
力
電 9

出 12
力
電 9

出 12
力
電 9

連続出力可能範囲0

連続出力可能範囲

圧 6
［V］
3

圧 6
［V］
3
0

5

10

15

20

出 力 電 流［A］

25

30

0

0

10

20

← →

瞬時出力可能範囲

3040

出 力 電 流［A］

50

連続出力可能範囲

圧 6
［V］
3
60

0

0

15

30

← →

45

瞬時出力可能範囲

60

75

90

出 力 電 流［A］

6

■ RX4717 / RX4717K / RX4718 / RX4713
型

名

保護リレー試験器

定格RX4717/RX4717K

RX4718

▼交流出力
出力要素

電圧1要素

電流1要素

電圧3要素

出力レンジ

定電圧出力単相

定電流出力単相

定電圧出力三相

40V

125V

250V

0.4A

4A

20A

40V

125V

250V

交流出力電圧範囲

0〜40V

0〜125V

0〜250V

10Vmax

10Vmax

18Vmax*1

0〜40V

0〜125V

0〜250V

0〜10V

交流出力電流範囲

0.2Amax

0.8Amax*3

0.2Amax

0〜0.4A

0〜4A

0〜20A

0.2Amax

0.8Amax*3

0.2Amax

0〜0.4A

定格負荷*5

200Ω

156Ω

1250Ω

25Ω

2.5Ω

0.45Ω*6

200Ω

156Ω

1250Ω

25Ω

出力容量

8VA

100VA

50VA

4VA

40VA

180VA*1

8VA

100VA

50VA

4VA

0.01V

0.01V

0.01mA

0.1mA

1mA

1mV

0.01V

設定分解能

振

幅

1mV

位

相

0.1°

0.4A

0.01mA*1 RX4717の20Aレンジの出力電圧18Vmaxは、10A出力までとなります。(P.8の出力電流-出力電圧特性図を参照) *2 30Aレンジ：20A以上、60Aレンジ：40A以上、90Aレンジ：60A以上では、出力可能な電圧は小さくなります。
（P.6の「電流出力特性」*4 60Aレンジ：30A以上、90Aレンジ：45A以上は、瞬時(最長2秒間)のみの出力となります。
（P.6の「電流出力特性」を参照。） *5 電圧出力定格負荷は最大電圧出力時の使用可能最小抵抗値、電流出力定格負荷は最大電流出力時の使用可能最大抵抗値。

型

名RX4717/RX4717K

RX4718RX4713

▼交流出力
時間定格

連

許容負荷力率

0.7〜1.0（遅れ）続

振幅確度*10

フルスケールの±0.5％以内、±0.2％typ.

位相設定範囲−359.9°〜＋359.9°(遅れ設定)

位相確度*11±0.3°以内ロード
振幅
レギュレーション
位相±0.2％以内ライン
振幅
レギュレーション
位相±0.1％以内

ひずみ率*7

0.5％以内*10 純抵抗定格負荷時。

±0.3°以内、加算出力（90A時）
±0.5°
以内

±0.2°以内±0.1°以内*11 純抵抗定格負荷・定格出力時。

▼信号発生部
モード

50Hz固定, 60Hz固定, 内部可変, 外部同期, ライン同期 (外部同期, ライン同期は周波数急変, 周波数スイープ時は使用できません。)

周波数範囲 (内部可変)10.000Hz〜200.000Hz

外部同期周波数範囲

45Hz〜65Hz

出力波形

正弦波, 高調波, 直流, 任意波※ (任意波はGPIB, RS-232Cにてデータを設定。)

高調波モード※

複数次加算（高調波1設定）：
次数2次〜25次
振幅0〜100％(分解能0.1％)
位相0〜359°(分解能1°)1波加算（高調波2設定）：
次数2次〜25次のいずれか1波
電流出力のみ振幅,位相連続可変、非同期設定可能

分解能 1mHz

確度 ±30ppm以内

同期セトリング時間 1sec以内
複数次加算（高調波1設定）：
次数2次〜25次
振幅0〜100％(分解能0.1％)
位相0〜359°(分解能1°)

複数次加算（高調波1設定）：
次数2次〜25次
振幅0〜100％(分解能0.1％)
位相0〜359°(分解能1°)1波加算（高調波2設定）：
次数2次〜25次のいずれか1波
電流出力のみ振幅,位相連続可変、非同期設定可能▼動作モードマニュアルモード
急変
モド

パネル面設定に従って自由に定常/故障状態を出力。周波数, 出力振幅, 位相, 波形出力を制御

急変動作

ホールド、ノンホールドの2動作

急変要素

周波数, 出力振幅, 位相, 波形

急変開始位相0 〜359.9 (分解能0.1 )プリトリガ時間

10ms〜6000ms (分解能1ms)

故障継続時間0.001s〜65.000s（強制「定常」復帰時間）

チャタリング除去時間

1ms〜100ms

1ms分解能およびOFF

動作・復帰同時計測モード

一度の急変で動作時間と復帰時間を同時に計測（カウンタ動作はインターバルのみ）

スイープモード

周波数・振幅・位相について定常・故障の間を自動スイープし、トリップ信号でスイープを自動停止して保護リレーの動作値・復帰値を計測。
スイープ時間：1.0s〜1000s (分解能0.1s)
手動 (モディファイダイヤル) によるスイープも可能

サーチスイープモード

指定された回数スイープを繰り返し、動作値を計測

ディスクサーチスイープモード

動作時間の遅い円盤形保護リレーを最初に動作させてからサーチスイープし、短時間でより正確な動作値を計測

95試験モード

1スイープで、動作周波数, 動作時間, 復帰周波数, 復帰時間を計測

─

脱調検出リレー を試験、ステップ1（定常値）、ステップ2〜4設定

脱調検出リレー を試験

SOR急変モード※▼タイムカウンタ
計測モード

保護リレーからのトリップ信号を接続することにより、保護リレーの動作時間 (動特性) を計測
インターバル, ワンショット,トレイン, スタート計測の4モード

計測範囲

0ms〜9999.9ms、10.000s〜99.999s、100.00s〜999.99sの3レンジ

計測確度±（0.01％＋1digit）

自動レンジ切換▼外部入出力信号7外部増幅器用信号出力

1Vrms (各レンジ定格値設定時)

増幅器用外部信号入力※

1Vrms (各レンジ定格出力)動作スタート信号入力

電圧信号入力 (フローティング)：範囲 0V〜＋130V、スレッショルド電圧 ＋2.5V
接点信号入力 (フローティング)：開放電圧 ＋5V、短絡電流 10mA

トリップ信号入力

電圧信号入力 (フローティング)：範囲 0V〜＋130V、スレッショルド電圧 ＋2.5V, ＋8V, ＋50V
接点信号入力 (フローティング)：開放電圧 ＋5V、短絡電流 10mA

急変指令信号入力

範囲 0V〜＋130V、スレッショルド電圧 ＋2.5V

RX4713

4A

加算出力

30A

60A (I1, I3)

0〜18V*2

0〜18V*2

90A (I1)

0〜4A

0〜30A

0〜60A*4

0〜90A*42.5Ω

0.9Ω(20A)、0.3Ω(30A)

0.45Ω(40A)、0.15Ω(60A)

0.3Ω(60A)、0.1Ω(90A)

40VA

360VA*7

720VA*8

1080VA*9

0.1mA

1mA

注意：●特に断りの無い場合、単位は実効値。
●定格は出力周波数が48Hz〜62Hzのとき。
●定格は周囲温度0〜＋40℃のとき。
●出力電圧は電圧・電流各出力端子で規定。
位相は各出力相対値で規定。
●急変・スイープは電圧・電流出力とも同一レンジ内でのみ可能。
※ 印はRX4717K（海外モデル）を除く■RX4717 電流出力-出力電圧特性

出力電圧〔V〕

電流3要素
三相個別出力

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

0

5

10
15
出力電流〔A〕

を参照。） * 3 125V×0.8A＝100VA (63.5V以下では電流が制限されます)。
*6 10A出力時は1.8Ωまで。 *7 20A出力時 *8 40A出力時 *9 60A出力時

型

名

RX4717/RX4717K

RX47182025RX4713▼外部入出力信号（つづき）
急変指令遅延信号出力

TTL信号、0V〜＋5V、コモン側は筺体電位

急変指令直接信号出力

TTL信号、0V〜＋5V、コモン側は筺体電位

プリトリガ信号出力

TTL信号、電圧信号出力 0V〜＋5V (コモン側は筺体電位)、および接点信号出力 (フローティング)

周波数同期信号入力

範囲 −30V〜＋30V、スレッショルド電圧 ＋2.5V、コモン側は筺体電位

周波数同期信号出力

TTL信号、範囲 0V〜＋5V、コモン側は筺体電位

TPR用周波数同期信号入出力※

京濱電測器社製TPR-33Nと接続して、TPR-33Nの出力周波数に本器が同期、本器の出力周波数にTPR-33Nが同期

TPR用急変制御信号入出力※

京濱電測器社製TPR-33Nと接続して、TPR-33Nの指令により本器が急変、本器の指令でTPR-33Nが急変

外部応答入力

拡張応答入力ボックス(オプション)を接続することにより、トリップ入力を255チャネルまで拡張

直流制御電源出力保護リレーの制御電源用
直流電源出力 (110V, 0.5Amax)──

自動設定項目─

三相一括, 相切り換え, 平衡三相,
線間電圧演算, 1LG, 2LS

三相一括, 平衡三相

自動スイープ─

1LG, 2LS─

電圧出力, 電流出力を三相の線間または各相に切り換え可能

単相電圧出力を線間/相間、三相電圧
出力を1L(地絡)/2L(短絡)に切換え可能

三相電流を線間/相間、1L(地絡)/2L(短絡)に切り換え可能▼三相操作機能▼出力切換器機

能▼マスタスレーブ機

能本器を2〜4台接続して多相化が可能
周波数・出力振幅・位相について急変・スイープの同時動作をマスタ器の操作のみで可能▼その他
パネル面設定メモリ

パネル設定 32通り、コメント10文字

任意波形出力GPIB, RS-232Cでのデータ転送により12Bit×4096ワードの任意波形を作成 (電圧, 電流, 定常, 故障 各々個別に設定可能)

振幅係数設定外部機器用発振器出力のみ係数を掛けた値を設定可能

振幅微調整

─

インタフェース

GPIB, RS-232C標準装備 (同時使用は不可)

電源

AC85V〜115V／180V〜240V 自動切換え

消費電力

800VA (定格負荷時)

性能保証温度・湿度＋15℃〜＋35℃、5％〜85％RH (結露なきこと)

外形寸法 (mm) 突起物含まず

430(W)×249(H)×469(D)

最大寸法
質

量

付属品

型

48Hz〜62Hz
1.8kVA (定格負荷時)430(W)×299(H)×469(D)446(W)×264(H)×524(D)

448(W)×314(H)×525(D)約19.5kg

約26.5kg

正面カバー , 電源ケーブル, 電源渡りケーブル, 電圧
出力ケーブル, 電流出力ケーブル, マスタ／スレーブ
制御信号渡りケーブル, 外部信号用ケーブル, 100V
コンセント用3ピン-2ピン変換アダプタ, ケーブル用バッグ

名

正面カバー , 電源ケーブル, 電源渡りケーブル, 電圧
出力ケーブル, マスタ/スレーブ制御信号渡りケーブ
ル, 外 部信号用ケーブル, 100Vコンセント用3ピン-2ピン変換アダプタ, ケーブル用バッグ

RX4717/RX4717K

正面カバー , 電源ケーブル, 電源渡りケーブル, 三相
4線電流出力ケーブル, マスタ/スレーブ制御信号渡りケーブル,外部信号用ケーブル, 100Vコンセント用
3ピン-2ピン変換アダプタ, ケーブル用バッグ

RX4718RX4713▼直流出力
定格電圧出力定格電流出力4A

定格電圧出力
20A

125V

250V

0.4A

±40V

±125V

±250V

±10V

1250Ω

2500Ω

40V

125V

250V

0.4A

直流出力電圧範囲*12

±40V

±125V

±250V

±10Vmax ±10Vmax ±18Vmax
±0.2A

±2A

±10A

±0.1Amax

1250Ω

2500Ω

50Ω

5Ω

1.8Ω

400Ω

10mA

0.01V

直流出力電流範囲*12±0.1Amax

定格負荷*13

400Ω

振幅確度

フルスケールの±1.0％以内、±0.5％ typ.（純抵抗定格負荷時）

設定分解能

0.01V

ロードレギュレーション±0.5％以内（定格出力振幅・負荷変動100％時）

ラインレギュレーション±0.1％以内（定格出力振幅・電源変動±10％時）*12 ＋/−出力はいずれかを設定。

0.1V

0.1V

0.1mA

1mA

三相個別出力40V

定格出力レンジ

4A

30A
±18V

±0.2A

±2A

±10A

50Ω

5Ω

1.8Ω

フルスケールの±1.0％以内、±0.5％ typ.（純抵抗定格負荷時）
0.1V

0.1V

0.1mA

1mA

10mA

*13 電圧出力定格負荷は最大電圧出力時の使用可能最小抵抗値、電流出力定格負荷は最大電流出力時の使用可能最大抵抗値。

8

■保護リレー試験器関係付属ケーブル一覧※ 対象製品：RX4717、RX4718、RX4713
機器本体の出力はメスに、入力はオスになっています。

5m

5m

3ピン
(メス）

5m

5m

3ピン

3ピン

3ピン（メス）

(メス）

(メス）

3ピン
(オス）

36ピンマルチ
コネクタ

3ピン（メス）●電源ケーブル（片端矢形圧着端子）●電源ケーブル（片端矢形圧着端子）●電源渡りケーブル●電源ケーブル（100V用コンセント付）●電源ケーブル（100V用コンセント付）●マスタ/スレーブ制御信号渡りケーブル

対象機種：RX4717/RX4718（各1本付属）

対象機種：RX4713（各1本付属）

対象機種：RX4717/RX4718/RX4713（各1本付属）

5m

5m

バナナ

2m
BNC
4ピン

6ピン（オス）●三相電圧出力ケーブル（片端矢形圧着端子）*このケーブルは相の色をご指定下さい。
対象機種：RX4717（1本付属）、RX4718（2本付属）●付属ケーブル用バッグ
対象機種：全機種1個付属(オス）●三相電流出力ケーブル（片端矢形圧着端子）●外部信号用ケーブル（BNC-バナナチップ）*このケーブルは相の色をご指定下さい。

対象機種：RX4717（2本付属）、
RX4718/RX4713（3本付属）

対象機種：RX4717（1本付属）
RX4713（2本付属）

三相電圧出力ケーブルおよび三相電流出力ケーブルの色指定
電力会社

三相電圧出力ケーブル

1

2

3

G

三相電流出力ケーブル

1

2

3

G

東京電力

品番 PC0023214

黒

赤

白

緑

品番 PC0023274

黒

赤

白

緑

北海道電力*1

品番 PC0023214

青

赤

白

緑

品番 PC0023274

青

赤

白

緑

東北電力

品番 PC0023217

赤

白

黒

緑

品番 PC0023282

赤

白

黒

緑

北陸電力

品番 PC0023217

赤

白

黒

緑

品番 PC0023282

赤

白

黒

緑

四国電力

品番 PC0023217

赤

白

黒

緑

品番 PC0023282

赤

白

黒

緑

電源開発

品番 PC0023217

赤

白

黒

緑

品番 PC0023282

赤

白

黒

緑

沖縄電力

品番 PC0023217

赤

白

黒

緑

品番 PC0023282

赤

白

黒

緑

九州電力*1

品番 PC0023219

白

赤

青

緑

品番 PC0023284

白

赤

青

緑

関西電力

品番 PC0023308

黒

白

赤

緑

品番 PC0023314

黒

白

赤

緑

中部電力*1

品番 PC0023308

青

白

赤

緑

品番 PC0023314

青

白

赤

緑

中国電力*2

品番 PC0023217

赤

白

青

黒

品番 PC0023282

赤

白

青

黒

〈順不同、敬称略〉*1 当社では北海道電力、九州電力、中部電力向けの「青色」を「黒色」で対応しています。

*2 当社では中国電力向けの「青色、黒色」を「黒色、緑色」で対応しています。

■キャリングケース（別売）
保 護リレー 試 験 器とケーブル 等 を収 納 するキャリングケースを用意しています。

※従来機種（REXなど）も収納可能です。
詳細については、当社営業までお問い合わせください。

9パワーマルチメータ 2721

高確度＆多機能パワーマルチメータ。
±（0.05％ rdg＋0.05％ range）の電圧・電流測定確度で最大4入力の測定が可能な
パワーマルチメータです。測定結果の6項目同時表示など、使う立場を考えた便利な機能が満載。各種保護リレーやトランスデューサの試験に最適です。

●測定項目を選択・表示
V ： 電圧測定
VA ： 皮相電力測定
A： 電流測定
Var： 無効電力測定
W： 有効電力測定
PF ： 力率測定

deg： 位相測定●測定項目を選択・表示
CNTR： カウンタ測定
V/A ： インピーダンスV/A
3A
V/3A ： インピーダンスV/√ー

Vsin： インピーダンスV/2Asinφ
A-B ： 表示AとBの位相差●測定項目を選択・表示
Hz ： 周波数測定
Wh ： 積算有効電力
Ah ： 積算電流
Varh： 積算無効電力
C-D ： 表示CとDの位相差●線間電圧の測定や任意入力間の位相差も測定可能●カウンタ機能
リレーの動作時間、復帰時間、トリップ信号の幅を測定
チャタリング除去機能も装備●積算機能、ホールド機能、アベレージング機能、オートレンジ機能、スケーリング機能を装備

■側面

左側面

■主な特長
〈測定項目〉
線間電圧/相間電圧/電流/電力/力率/電圧電流位相/相間位相/周波数/積算/カウンタ

右側面■接続可能な外部電流プローブ●微小電流プローブ 2726 (オプション)●電圧・電流測定確度：±（0.05％ rdg＋0.05％ range）、
電力：±（0.1％ rdg＋0.1％ range）、位相：±0.05°。
●測定範囲 200mVrms 〜 640Vrms、10mArms 〜 25Arms。
微小電流プローブ＊1 使用時は200μAから測定可能。
外部CT接続コネクタを装備。
●測定結果を6項目まで同時表示。
パネル4枚分の設定を記憶・呼び出し可能。
●電圧3入力＋1入力＊2、電流3入力＋1入力＊2 が可能。
●演算は単相から三相4線式まで対応。接続変更なしに線間電圧を測定。
任意入力間（例えば、U相電圧に対するV相電流など）の位相差を測定。

測定範囲：200μA 〜11mA
振幅確度*：±（0.1% of rdg＋0.1% of range）（40〜100Hz）●積算機能、カウンタ機能、スケーリング機能、アベレージング機能を装備。

位相確度*：± 0.5°
（40〜100Hz）●高調波測定、外部プリンタ出力、アナログ出力の各機能にも対応。

* の確度は、2721本体の確度にプラスされます。

（いずれも、ご相談下さい。）＊1 微小電流プローブ(2726)はオプションです。
（右写真参照）＊2 入力ユニット 2725（工場オプション）。

10

■ 2721 パワーマルチメータ

定格▼電圧入力部
入力形式

フローティング入力（抵抗分圧方式）

入力数

3入力＋1入力（オプション

測定範囲

各入力レンジの20％〜110％ ただし、最大測定電圧650Vrms（±920V）

入力レンジ

1V, 2.5V, 5V, 10V, 20V, 40V, 80V, 160V, 320V, 640V

入力インピーダンス

約1MΩ（全レンジ）

2725入力ユニット）▼電流入力部
入力形式

フローティング入力（シャント方式）または外部電流プローブ

入力数

3入力＋1入力（ELEMENT 0

オプション）

測定範囲

各入力レンジの20％〜110％

ただし、最大測定電流25Arms（35Apeak）

入力レンジ

0.04A, 0.1A, 0.2A, 0.4A, 0.8A, 1.6A, 3.2A, 6.4A, 12A, 24A
・2726 微小電流プローブ（オプション）使用時 1mA, 2.5mA, 5mA, 10mA （設定範囲 200μA〜11mA）

入力インピーダンス

約5mΩ（シャント入力, 全レンジ）▼測定データ表示
表示数

6（同時表示）表示桁数

5 1/2桁▼測定確度（条件：レンジ20〜100%入力、周囲温度：23℃±5℃, 電源電圧：100V±2%, 入力波形：正弦波, アベレージ波数：16, 電流入力：内部シャント）

電圧

40Hz〜100Hz：±（0.05％ of rdg ＋0.05％ of range）、10Hz〜40Hz,100Hz〜1kHz：±（0.1％ of rdg ＋0.1％ of range）、
DC：±（0.5％ of rdg ＋0.5％ of range）

電流

40Hz〜100Hz：±（0.05％ of rdg ＋0.05％ of range＋40μA）、10Hz〜40Hz, 100Hz〜1kHz：±（0.1％ of rdg ＋0.1％ of range＋40μA）、
DC：±（0.5％ of rdg ＋0.5％ of range＋40μA）
外部電流プローブ入力（40Hz〜100Hz）：±（0.05％ of rdg ＋0.05％ of range）（プローブ誤差含まず）

位

相40Hz〜100Hz：±0.05°（電圧vs電圧間位相差）、± 0.1°
（電圧vs電流間, 電流vs電流間位相差）、10Hz〜40Hz, 100Hz〜1kHz：±0.2°

有効電力

40Hz〜100Hz：±（0.1％ of rdg ＋0.1％ of range＋ΔF% of rdg）、10Hz〜40Hz, 100Hz〜1kHz：±（0.2％ of rdg＋0.2％ of range＋ΔF% of rdg）、
DC：±（1％ of rdg ＋1％ of range）※ΔF（力率による誤差増加分）=(Δφ×2π/360)×tan(φ)×100[％]

φは測定位相差(°), Δφは本器の位相誤差(°)▼演算機能／その他測定パラメタ
演算機能

結線方式：単相2線, 三相3線, 三相4線（ELEMENT 0 は、単相2線のみ）、項目：電圧, 電流, 有効電力, 皮相電力, 無効電力, 力率, 位相, 積算, インピーダンス

積算機能

有効電力積算, 無効電力積算, 電流積算

周波数測定

10Hz〜20kHz

その他の機能スケーリング機能, アベレージング機能, 外部通信機能（GPIB, RS-232C）

確度：±（0.05％ of rdg＋1digit）

5桁※スケーリング：電圧値, 電流値などにPT比, CT比のスケーリング定数をかけた値を表示▼カウンタ機能
時間測定モード

インタバル（時間差測定）：シングル／デュアル／マルチ、ワンショット（パルス幅測定）：ワンショット／トレイン、スタート入力, トリップ入力,
リセット入力, チャタリング除去機能つき

時間測定範囲（分解能）0.1ms（0.1ms）〜1677.0s（0.1s）

時間測定確度±（0.1％ of rdg ＋1digit）

5桁

▼その他
性能保証温湿度範囲

0℃〜40℃

電AC100V/120V/220V/240V±10％（ただし250V以下） 48Hz〜62Hz

源

20％〜80％RH（測定確度は23℃±5℃）

消費電力

約53VA（本体のみ）

外形寸法（mm）

430（W）×176（H）×450（D） 突起部, フロントパネルカバー含まず

質

約16kg（本体のみ）

量

約62VA（2725 入力ユニット装着時）

付属品

正面カバー、電源ケーブル（3極、2m）、電源プラグ3極-2極変換アダプタ、ヒューズ

オプション

2725

入力ユニット ELEMENT 0用（工場オプション）※このカタログの記載内容は、2024年5月20日現在のものです。
●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。

2726

微小電流プローブ

0120-545838

RA24S-P37-27A1