データシート

全光束分光測定システム illumia® Pro2
温度依存が高いサンプルの測定に最適
Labsphere 社の illumia® Pro2 は、サンプル温度調節機能付きの全光束測定システムとなっており、LED のような温度依存の高いサンプルの測定に最適です。本システムは IESNA( 北米照明学会 ) によって定められた LM-78・LM-79 に適合した設計で、LED 電球をはじめとする LED 照明や液晶バックライト・蛍光灯・白熱灯などの全光束値を高精度かつ簡単に測定可能です。

特徴● サンプル温度の依存が高い LED の評価に最適● 広範囲の光量測定が可能● ミリ秒単位でのスペクトル測定を実現● NIST トレーサブルの分光標準ランプを用いることで、システム校正・管理が可能

製品構成● 積分球 ( φ 0.5m・1m・1.65m・1.95m)● マルチチャンネル分光器 / オプティカルファイバー

アプリケーション● 分光全放射束標準ランプ (2 π測定用 )● 自己吸収補正用ランプ (AUX ランプ )● パッケージ LED● 標準ランプ用電源● 液晶バックライト● 様 々なライトモジュール、ライトアレイ、固体発光デバイスの評価● AUX ランプ用電源● ペルチェ電子冷却によるサンプル温度制御機構● 専用ソフトウェア

測定項目

オプション

● 分光放射強度スペクトル● 分光全放射束標準ランプセット (3 個セット )● 分光放射強度● 積分球中心部分にサンプルを設置する 4 π測定キット● 全光束● AUX 予備ランプ● 相関色温度● ケースレー社製 2400 シリーズソースメーター● 色度座標● 色度図● 演色評価数● ドミナント波長● ピーク波長● 重心波長● 半値全幅● 色純度

専用ソフトウェア

Integral® Softwareデータシート

サンプル温度調整機構

分光器

LED の熱変動は、色・出力・定格寿命・発光効率・発光リニアリティー

SMS-500 は Mini CCD アレイの高感度マルチチャンネル分光器で、に依存するため、LED の光量測定の際は、はサンプルの温度調節機低ノイズでブロードなスペクトルを取得できます。

能が求められます。本システムは、ペルチェ電子冷却によりサンプ

フィルター方式特有の測光エラーの影響を受けない測定が可能でル温度をコントロールし、精度の高い LED 評価を実現します。

す。

冷却プレートにサンプルをネジどめして積分球ポートに設置

特長・TEC 温度コントローラで温度制御、モニタリング
・設定温度範囲：15-85℃
・自動でデータ取得、分析
・サンプルの光学特性と温度依存、動作電流の観測・積分球内の温度コントロールも可能
自動 L-I-V 測定機能
ILV ＠温度 ：光束・電圧測定 ( 電流コントロール )VLI ＠温度 ：光束・電流測定 ( 電圧コントロール )TLV ＠電流：光束・電圧測定 ( 温度コントロール )TLI ＠電圧 ：光束・電流測定 ( 温度コントロール )ケースレー社製ソースメーター
Illumia®Pro2 を最適に制御するために、ケースレー社製 2400 シリー
ズソースメーターの使用が推奨されています。システム標準構成品の中には含まれませんのでオプション扱いになりますが、ユーザーが所有または調達したソースメータをお預かりし、ラブスフェア社にてシステムのラックに取り付けることが可能です。もちろシステ
ムのオプション品としてラブスフェア社に直接オーダーすることも可能です。アプリケーションに合った最適なモデルをご提案します
ので、ご相談ください。

・測定範囲：350 - 1050 nm
・リアルタイムにスペクトルを測定
・LED や蛍光灯、放電灯のような半値幅の狭い光源も精度良く測定データシート

分光放射強度標準ランプ

Integral® ソフトウェア

ラブスフェアの分光放射強度標準ランプは、安定かつ再現性の高いハロゲンランプです。ランプには NIST にトレーサブルな校正成績書が添付されます。
標準ランプは十分にスクリーニングされ、NVLAP 認定の ISO17025が推奨するガイドラインに基づいて値付けを行い、高い信頼性と品質を保っています。

Integral® ソフトウェアは Illumia®Pro2 システムに標準で付属されるアイテムです。LED の温度、指定の動作電流のコントロールを行えるので、広い温度範囲でサンプルの測定と特性評価が行えます。
分光放射強度測定、電流・温度コントロールは自動化されおり、電気的・光・温度のデータを同時に取得し、それらの結果をグラフと表の形でスクリーン上に表示します。また、さらなる解析のために自己吸収補正ランプ (AUX ランプ )形状が異なるサンプルの場合、サンプル自身による吸収の影響も異なります。その吸収の差を補正するために用意されているのが自己吸収補正ランプ (AUX ランプ ) です。

データのエクスポートも可能です。

CL100 Cube ミニ PC
CL100"Cube PC" は、最新バージョンの Windows で起動する、ファンレスタイプの PC です。Integral® ソフトウェアはあらかじめインストールされて出荷されます。PC 本体は Illumia®Pro2 のコントロー
ルラックに設置され、USB 経由で内部・外部ハードウェアに接続します。マウス・キーボードも USB 接続が可能で、モニター用のHDMI ポートも存在します。

標準ランプ・AUX ランプ用安定化電源
キーサイト社製 A3634A の安定化電源で、標準ランプ用と AUX ランプ用のプリセットされた定格電流を供給します。
電源本体のフロントパネル、もしくは Integral® Software によってON/OFF 操作が可能です。

データシート

illumia® Pro2 オーダー情報システム
波長範囲illumia® Pro2illumia® Pro2illumia® Pro2

illumia® Pro2500-050

500-100

500-165

500-195

AA-80610-050

AA-80610-100

AA-80610-165

AA-80610-195

ポートサイズ

6"

13"

21"

25"

積分球サイズ

0.5 m

1.0 m

1.65 m1.95 m21" → 6" → 1"

25" → 6" → 1"

分光器

SMS-500

ポートリデューサ

6" → 1"13" → 6" → 1"

分光放射強度標準ランプ

2PI-1-INT-650

2PI-INT-1400

AUX ランプ

AUX-100-35

AUX-100-75

ソフトウェア
付属品

Integral
ラック・キーサイトテクノロジー社製安定化電源・温度コントロールシステム・6080 コーティング剤・ツールキット
SMA アダプタ・ディフューザー

2400 シリーズ ケースレー社製ソースメーター（オプション）
ケースレー 2400：AA-80007-000
ケースレー 2420：AA-80007-001
ケースレー 2425：AA-80007-002
ケースレー 2440：AA-80007-003

オプションアクセサリオーダー情報システム
4 πキットillumia® Pro2illumia® Pro2illumia® Pro2500-050

500-100

500-165

500-195

AA-80201-050

AA-80201-100

AA-80201-165

AA-80201-195（2 π構造を 4 π構造にするキット）
2PI-1-INT-650

ランプポスト・バッフル・ジャンクションボックスを含む※標準ランプは含まれません

AS-80003-000-

AA-80003-001--AA-80004-000-

AA-80004-001

AUX-600

AS-02986-600-

AUX-1400-

AS-02986-140(2 π用標準ランプ )2PI-3-INT-650(2 π用標準ランプ 3 個セット )2PI-1-INT-1400(2 π用標準ランプ )2PI-3-INT-1400(2 π用標準ランプ 3 個セット )illumia® Pro2

データシート

illumia® Pro2 仕様システム

illumia® Pro2illumia® Pro2illumia® Pro2illumia® Pro2500-050

500-100

500-165

500-195

波長範囲350 - 1050 nm

波長精度< +/- 0.3 nm

ハロゲンランプ全光束ノイズ

1.833E-01 lm

7.33E-01 lm

2.79E+00 lm

2.00E+00 lm

ハロゲンランプパワー NEP

1.516E-02 W

6.03E-02 W

2.31E-01 W

1.65E-01 W

350 - 400 nm 平均

8.433E-06 W/nm

3.37E-05 W/nm

1.28E-04 W/nm

9.19E-05 W/nm

425 - 575 nm

6.788E-06 W/nm

2.72E-05 W/nm

1.03E-04 W/nm

7.40E-05 W/nm

525 - 575 nm

8.887E-06 W/nm

3.55E-05 W/nm

1.35E-04 W/nm

9.69E-05 W/nm

625 - 675 nm

1.478E-05 W/nm

5.91E-05 W/nm

2.25E-04 W/nm

1.61E-04 W/nm

最小全光束値

3.666E-2 lm

1.47E-01 lm

5.58E-01 lm

4.00E-01 lm

1.054E-4 W

4.22E-04 W

1.60E-03 W

1.15E-03 W

8.485E-05 W

3.39E-04 W

1.29E-03 W

9.25E-04 W

1.111E-4 W

4.44E-04 W

1.69E-03 W

1.21E-03 W

1.848E-4

7.39E-04 W

2.81E-03 W

2.01E-03 W

最小強度 (350 - 400 nm)
100 SN 比
最小強度 (425 - 475 nm)
100 SN 比
最小強度 (525 - 575 nm)
100 SN 比
最小強度 (625 - 675 nm)
100 SN 比

タングステンランプ

minmaxminmax

min

max

min

max

0.05

7500

0.20

16300

0.54

41000

0.75

57000

白色 LED

0.04

7100

0.16

14500

0.41

37000

0.58

52000

暖白色 LED

0.03

4500

0.13

13800

0.37

34000

0.52

47000

青色 LED

0.05

300

0.20

1200

0.54

2700

0.76

3800

赤色 LED

0.03

800

0.12

1100

0.35

3500

0.50

5000

サンプル周辺温度

100 ℃以下

システム分光器仕様

ミニ PC Cube 仕様

型番SMS-500

検出器

2048 element Linear CCD

波長範囲350 - 1050 nm

分解能

1.4 nm

1 オーディオジャック；スピーカー /Mic-in

積算時間

1.1 ms - 4 sec

2 HDMI Portsリニアリティー

型番CL 1001 USB 3.0 Port

フロント I/O

1 USB Type C Port

1 Display Port+/- 0.3 %平均ノイズ ( 対 100% ライン )リア I/O

0.23 %

迷光：Y-50 フィルター

1 Gb LAN
2 USB 3.0 Ports

39.0 % (5.78 % for ULS)

迷光：LED/ レーザー

1 DC Input Jack (12 V)

3.4E04 (450 - 550 nm)

焦点距離プロセッサー

75 mm

オプティカルインプット

プロセッサージェネレーション

600 um, 2 m 長

ダイナミックレンジ

436.7

スペクトル間隔

1 nm

グレーチングのブレイズ波長

500 nm

ピーク波長< 0.001 for x , y

迷光補正○

メカニカルシャッター

NoAD コンバーター

16 bitPC インターフェイス

USB 2.0

トリガー・ハードウェア○トリガー・ソフトウェア○Braswell

プロセッサーコア

4

グラフィック / GPUIntel HD グラフィックス

メモリータイプ

475 nmｘ、y 色度精度

Intel Celeron N3150

DDR3L SO-DIMM (non - ECC)

メモリー

16 GB (8 GB installed)

ストレージ

64 GB SSD

メモリースピード

1600 MHzLAN コントローラ

Realtek RT8111G

インプットボルテージ

12 V

パワーインプット

オンボード DC ジャック

動作環境温度

0℃～ 40℃

寸法 (W x H x D)

116.75 mm x 36.7 mm x 112 mm

ケースの材質

Steel・Cast アルミニウム

マウンティング

DIN マウント、Wall マウント

積分球仕様
システム
積分球直径illumia® Pro2

illumia® Pro2

illumia® Pro2

illumia® Pro2

500-050

500-100

500-165

500-195

0.5 m

1.00 m1.65 m1.95 m

積分球フレームスタイル

H フレームレール付き H フレーム

積分球コーティング反射率97 - 98 % @ 600 nm

TE マウンティングプレート

φ 76.2 mm

２π / TEC ポートサイズ
寸法 (W x H x D)

152 mm

330 mm0.73 m x 0.74 m x 0.46 m

1.28 m x 1.75 m x 0.90 m< φ 0.07 m< φ 0.14 m

サンプルサイズ (LM-78)
周辺温度

本533 mm

635 mm1.96 m x 2.14 m x 1.83 m -2.20 m x 2.33 m x 1.88 m -2.85 m

2.85 m< φ 0.23 m< φ 0.27 m

100℃以下社: 東京都文京区小石川1-4-12 文京ガーデンザウエスト801 TEL:03-3868-2634

西日本営業所: 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル3F
https://www.systems-eng.co.jp

E-mail: info@systems-eng.co.jp

TEL:06-6868-9790仕様・価格は予告なく変更する場合がございます

20200610