データシート

水平型液体透過測定装置 パール
最も使いやすい FT-IR ・ 近赤外用液体透過測定セルシステム〇 従来の液体セルより、素早く、正確に、再現性良く測定〇 光路長や窓材の変更が数秒でできます〇 干渉縞を軽減するウェッジ窓も選択できます〇 粘性のある試料も手軽に扱えます特長
スペーサ不要の開閉機構 Oyster ( オイスター ) セル
液体試料を水平に保持・滴下するだけで簡単に試料セット
・気泡が入りにくく、確認も容易
・揮発性試料は上部ポートから注入可能
上から窓をかぶせるだけの簡単操作
・ス ペーサを用いた従来測定より高再現性( 繰り返し精度 << 1 µm)
・全開になるためクリーニングが容易
・各種溶媒でクリーニング可能・粘性の高いオイルやグリス測定にも最適
セルは素早く交換可能
・下側窓の交換のみで光路長を変更可能 (25,50, 100, 200, 500, 1000 µm)

Pearl ( パール ) はラボにおける中赤外および近赤外分光測定用にデザインされた、高性能透過測定アクセサリです。革新的な水平保持および開閉機構により、従来の液体セルの多くの問題を解決します。
従来の液体透過セル

Pearl ( パール )試料をシリンジ等で注入試料を滴下し、窓をかぶせるだけ

注入時に気泡が入りやすい気泡が入りにくく、確認も容易

高粘度試料は注入しにくい

粘度にかかわらず取り扱いが容易

セルを分解できないため洗浄が困難 ( 固定セル )・窓材は ZnSe, CaF2 の 2 種類

セルを全開にして簡単に洗浄可能

セルの分解・洗浄後、組み直して光路長光路長の繰り返し精度は << 1 µmタイプ ( 下側窓のみ交換 )溶媒によってはシール材等にダメージ

各種溶媒で洗浄可能

薄いスペーサは取り扱い困難

スペーサ不要・干渉縞を抑えるウェッジタイプおよび平行ZnSe 窓および CaF2 窓における、平行タイプとウェッジタイプの干渉縞の違い( 空のセルを測定、試料測定時には干渉縞はより小さくなります )透過測定では、窓材の屈折率が高いほど表面の反射率が高くなるため、2 枚の窓の間での多重反射によりスペクトルに干渉縞が現れることがあります。Oyster ( オイスター ) セルの下部窓にはウェッジ( 傾き ) がついており、干渉縞を軽減します。従来測定との一貫性を保つため、平行タイプの下部窓もご用意しています。の確認が必要 ( 組立セル )オイル試料測定例 : 新品と劣化品の比較

仕様
Oyster ( オイスター ) セル仕様
窓材

ZnSe

CaF2)

2.4

1.4

アパーチャ径 (mm)1010

20,000 ～ 500

40,000 ～ 900

屈折率 (1000 cm

透過範囲 (cm−1)−1セルタイプ
光路長 (µm)

平行タイプ

平行タイプ

ウェッジタイプ (6 arc min)ウェッジタイプ (3 arc min)25, 50, 100, 200, 500, 1000

25, 50, 100, 200, 500, 1000

光路長精度

< 5 µm ( 同一セルでの繰り返し精度 << 1 µm)

上部窓材質

420 ステンレス製ハウジング、窓は接着剤で接着

下部窓材質

316 ステンレス製ハウジング、窓は接着剤で接着

Pearl ( パール ) 本体仕様
寸法 : 160 × 129 × 121 mm (W × D × H)

オーダー情報Pearl ( パール ) 本体
GS31000

Pearl ( パール ) 本体

FT-IR のメーカー名と型式をご指定ください
GS31000-X (X は取っ手の色をご指定ください

B: 黒

R: 赤

Y: 黄

P: 紫

O: 橙

G: 緑

A: 青 )

Oyster ( オイスター ) セルセット
GS31216

ZnSe 平行タイプ 25µm

GS31316

GS31211

ZnSe 平行タイプ 50µm

GS31311

GS31212

ZnSe 平行タイプ 100µm

GS31312

GS31213

ZnSe 平行タイプ 200µm

GS31313

GS31214

ZnSe 平行タイプ 500µm

GS31314

GS31215

ZnSe 平行タイプ 1000µm

GS31315

GS31226

ZnSe ウェッジタイプ 25µm

GS31326

GS31221

ZnSe ウェッジタイプ 50µm

GS31321

GS31222

ZnSe ウェッジタイプ 100µm

GS31322

GS31223

ZnSe ウェッジタイプ 200µm

GS31323

GS31224

ZnSe ウェッジタイプ 500µm

GS31324

GS31225

ZnSe ウェッジタイプ 1000µm

GS31325

CaF2 平行タイプ 25µm
CaF2 平行タイプ 50µm

CaF2 平行タイプ 100µm
CaF2 平行タイプ 200µm
CaF2 平行タイプ 500µm

CaF2 平行タイプ 1000µm

CaF2 ウェッジタイプ 25µm
CaF2 ウェッジタイプ 50µm

CaF2 ウェッジタイプ 100µm
CaF2 ウェッジタイプ 200µm
CaF2 ウェッジタイプ 500µm

CaF2 ウェッジタイプ 1000µm

Oyster ( オイスター ) セル上部窓
GS32200

ZnSe

GS32300

CaF2

CaF2 平行タイプ 25µm

Oyster ( オイスター ) セル下部窓
GS33216

ZnSe 平行タイプ 25µm

GS33316

GS33211

ZnSe 平行タイプ 50µm

GS33311

GS33212

ZnSe 平行タイプ 100µm

GS33312

GS33213

ZnSe 平行タイプ 200µm

GS33313

GS33214

ZnSe 平行タイプ 500µm

GS33314

GS33215

ZnSe 平行タイプ 1000µm

GS33315

GS33226

ZnSe ウェッジタイプ 25µm

GS33326

GS33221

ZnSe ウェッジタイプ 50µm

GS33321

GS33222

ZnSe ウェッジタイプ 100µm

GS33322

GS33223

ZnSe ウェッジタイプ 200µm

GS33323

GS33224

ZnSe ウェッジタイプ 500µm

GS33324

GS33225

ZnSe ウェッジタイプ 1000µm

GS33325

本CaF2 平行タイプ 50µm

CaF2 平行タイプ 100µm
CaF2 平行タイプ 200µm
CaF2 平行タイプ 500µm

CaF2 平行タイプ 1000µm

CaF2 ウェッジタイプ 25µm
CaF2 ウェッジタイプ 50µm

CaF2 ウェッジタイプ 100µm
CaF2 ウェッジタイプ 200µm
CaF2 ウェッジタイプ 500µm

CaF2 ウェッジタイプ 1000µm

社: 東京都文京区小石川1-4-12 文京ガーデンザウエスト801 TEL:03-3868-2634

西日本営業所: 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル3F
https://www.systems-eng.co.jp

E-mail: info@systems-eng.co.jp

TEL:06-6868-9790
仕様・価格は予告なく変更する場合がございます20240823