ディジタルマルチメータ

DM2571

基本測定から解析まで、この一台で。
6 1/2 桁表示：1,199,999 カウント
DCV：基本確度 0.0035%

R&Dから、製品検査・サービス・教育現場まで

DCI / ACI ：100 μA 〜 10A, 100pA 分解能
4.3 インチ カラー TFT 液晶
12 種類の測定項目と 9 種類の演算機能
最高 10k rdg/s の高速サンプリングレート

USB, LAN, RS-232C, ディジタルI/O, GPIB（オプション）¥168,000 ( 税別 )D I G I T A L

M U L T I M E T E R

高確度・高分解能
さらに多彩な測定項目と広い測定範囲が、幅広い用途をカバー。
DM2571は、DC電圧確度35ppm（0.0035%）、
6 1/2桁の高精度・多機能ディジタルマルチメータです。
電圧、電流、抵抗、周波数、温度をはじめ12種類の測定項目と9種類の演算機能を内蔵。
多彩なディスプレイ表示と豊富なインタフェースを備え、計測システムへの組み込みにも対応します。

DM2571高分解能と高速サンプリングレート演算機能

直流／交流電圧 100nV、直流／交流電流 100pA、抵抗 100μΩの最高分解能で、高精度な測定ニーズに対応します。
また、測 定 速 度は 6 1/2 桁 表 示の場合 100 reading /s、4 1/2 桁 表 示の場合は 10k reading /s の高速 測 定 が 可能です。

12 種類の基本測定に加え、Relative、Hold、dB、dBm/W、Compare、MX+B、1/X、%、統計の 9 種類の演算機能を装備しています。
■Hold測定

リーディングレート（スピード）

測定値の変動が設定閾値を超える時のみ、測定値表示を更新（閾値：0.01％、0.1％、１％、10％）■Math測定

測定結果に対して6種類の演算結果を表示、下記のいずれかを選択可能

6 1/2 桁表示

■Relative測定 測定値と測定基準値または設定基準値との差を表示

5/s、20/s、60 (50) /s、100/s

dB測定
測定して得たdBm基準値に対する差をdB表示
dBm/W測定 電圧測定において、基準インピーダンス設定に応じてdBmまたはW表示（0dBm=1mW）● Compare測定 測定値が上下限設定値のどの範囲にあるかをHIGH、PASS、LOWで表示、結果はディジタルI/Oにも出力● MX＋B
測定値Xに対する線形1次演算結果を表示、係数MとオフセットBを設定● 1/X
測定値Xの逆数表示●％(測定値−設定基準値)／設定基準値を％値表示●●

5 1/2 桁表示

400/s、1.2k/s、2.4k/s

4 1/2 桁表示

4.8k/s、7.2k/s、10k/s■統計計算

12 種類の基本測定
直流電圧、直流電流、交流電圧、交流電流、2 線抵抗、4 線
抵抗、導通、ダイオード、周波数、周期、温度（RTD、熱電対、サーミスタ）、キャパシタンスと、一般的な測定のほとんどをカバーし、設計・開発の現場をはじめ、研究室や実験室などの幅広い用途でお使いいただけます。
電流 測定では、100μA 〜 10A と大電流 測定が 可能で、広い測定 範囲を備えています。
温 度 測 定は ‑210℃から +1820℃と広 範 囲をカバーしています。

最大値、最小値、平均値、ピークtoピーク値、標準偏差、サンプル数を表示

温度測定
温 度 測 定では、RTD・熱電 対・サーミスタの３種 類の 温 度センサをサポートしています。各種熱電対にも対応しています。
内蔵メモリとトレンドチャート機能により、温 度記録計としても使用できます。

ディジタルマルチメータ DM2571
デュアル測定多彩なディスプレイ表示
通常の数値表示に加えて、ヒストグラム、バーメータ、トレンドチャート等のグラフィック表示が可能です。
測定値の統計的な分布状況や時間的変化を直感的にとらえることができます。

デュアル測定モードでは、通常の測定 (Pri.) と第２ディスプレイ(2nd) を用いて、２つのモードの測定結果を同時に表示することができます。

デュアルトレンドチャート（DC 電圧・AC 電圧）

デュアル測定（DC 電圧・AC 電圧）
数値表示（Max、Min、Avg 他）

数値表示・バーメータ● 同時に表示可能な基本測定

ACV

DCV

2ndACI

DCI

●

×●

×●

●

×●

ACI●

●

×●

●

×

DCI

●

●

●

××●

FREQ

●

×●

×××

Pri.
ACV

×

DCV

トレンドチャート

ヒストグラム●●●FREQ Temp

豊富なインタフェース

Compare（比較）測定
演算機能の一つであるコンペア（比較）測定では、設定したリミット値を外れた際に画面に警告を表示できます。これにより画面からの視覚的な判定も容易です。測定結果を示す
ビープ音は OFF を含めて 4 段階に設定が可能です。

PASS

USB（CDC、TMC）、RS-232C、LAN、ディジタルI/Oを標準で装備し、自動計測などのシステム化に対応可能です。
オプションでGPIBを追加できます。
GPIBインタフェースカード
また、リアにも入力端子を装備して（オプション）いるので、システムアップ時の配線が容易です。

リアパネル

ディジタル I/O

リア入力端子

RS-232C USB

FAIL

ディジタル I/O
ディジタル I/O ポートは、Compare 測定時に PASS/FAIL のハイ・ロー信号を出力できます。リレー制御可能な信号の出力も可能です。

LAN

スクリーンショット／ログ機能
LCD 画面のハードコピーを保存できます。またデータロギン
グ機 能により最 大 10 万件 の 読 み取り値を 保 存 することがで きます。フロントパネルに USB メモリを挿入し、データの読み出しも簡単に行えます。

ソフトウエアPC ソフトウエア

DMM Viewer2PCを使って、本体の設定と測定データの収集・グラフ表示を行うソフトウエア

LabVIEW ドライバ
※いずれも、当社Webサイトよりダウンロードしてご使用ください。

S P E C I F I C A T I O N S
測定特性■ DC電圧

測定方法
入力抵抗

入力バイアス電流
入力保護

動作特性■ DC電圧/ DC電流/ 抵抗/導通テスト/ダイオードテスト

シグマデルタ A/Dコンバータ
100mVレンジ：10MΩまたは＞10GΩ
1Vレンジ：10MΩまたは＞10GΩ
10Vレンジ：10MΩまたは＞10GΩ
100Vレンジ：10MΩ ±1％
1000Vレンジ ：10MΩ ±1％
30pA（typ. 25℃）
全レンジ1000V

測定項目
DC電圧/DC電流/抵抗
導通／ダイオードテスト■ AC電圧/ AC電流

測定項目
AC電圧

■ DC電流シャント抵抗入力保護100Ω（100μA、1mAレンジ）
1Ω（10mA、100mAレンジ）
0.1Ω（1A、3Aレンジ）
10mΩ（10Aレンジ）
交換可能なヒューズ：3.15A、500V
内部ヒューズ：6A、1kVおよび12A、1kV

AC電流■ 周波数/ 周期

測定項目
周波数/周期■抵 抗測定方法
最大リード抵抗
入力保護

4線または2線、測定電流がHIからLOに流れる
リードあたり レンジの10％（100Ω、1kΩレンジ）
リードあたり 1kΩ（その他のレンジ）
全レンジ1000V■ AC電圧

測定方法
クレストファクタ入力インピーダンス
入力保護

AC結合時の真の実効値測定
最大400Vdcまでのバイアス入力にてAC成分を測定可能
フルスケールにおいて 最大5：1
1MΩ ±2％、100pF並列
全レンジ750Vrms■ AC電流シャント抵抗/負担電圧

入力保護

レンジ
シャント抵抗100μA
100Ω1mA
100Ω10mA
1Ω100mA
1Ω
1A
0.1Ω
3A
0.1Ω
10A10mΩ
交換可能なヒューズ：3.15A、500V
内部ヒューズ：6A、1kVおよび12A、1kV

負担電圧＜0.011V＜0.11V＜0.04V
＜0.4V
＜0.7V
＜2.0V
＜0.5V

■ AC帯域幅

スピード
帯域1/s（>3Hz）
5/s（>20Hz） 50/s（>200Hz）
3Hz〜300kHz
20Hz〜300kHz 200Hz〜300kHz（ACI：200Hz〜10kHz）（ACI：3Hz〜10kHz）（ACI：20Hz〜10kHz）■ 周波数・周期

測定方法
電圧レンジ

レシプロカルカウント方式
AC電圧測定機能によるAC結合信号を測定
100mVrms〜750Vrms
オートレンジまたはマニュアルレンジ■温 度

RTDタイプ
熱電対
サーミスタタイプ

100Ω白金［PT100］、D100、F100、PT385、PT3916、
ユーザタイプ
E、J、T、K、N、R、S、B
2.2kΩ、5kΩ、10kΩ、ユーザタイプ■ キャパシタンス

測定方式
入力保護

スピード
5/s, 20/s, 60（50）/s, 100/s
400/s, 1.2k/s, 2.4k/s
4.8k/s, 7.2k/s, 10k/s
60（50）/s
100/s
400/s

直流充放電
500 Vpeak（全レンジ）■ 温度

測定項目
RTD/熱電対/サーミスタ

スピード
1/s
（>3Hz）
5/s（>20Hz）
50/s（>200Hz）
1/s（>3Hz）
5/s（>20Hz）
50/s（>200Hz）
ゲートタイム
1s
100ms
10ms
スピード5/s
20/s
60（50）/s

AC帯域幅
3Hz〜300kHz
20Hz〜300kHz
200Hz〜300kHz
3Hz〜10kHz
20Hz〜10kHz
200Hz〜10kHz
桁数
6 1/2
5 1/2
4 1/2
桁数
6 1/2
5 1/2
4 1/2

各種測定機能Relative測定、Hold測定、dB測定、dBm/W測定、Compare測定、演算機能
MX+B、1/X、%、統計計算（Max.、Min.、Avg、Peak-Peak、標準偏差、サンプル数）
第2ディスプレイに別の測定項目を表示
デュアル測定組合せ可能項目：DC電圧、AC電圧、DC電流、AC電流、周波数、周期、熱電対温度
ディスプレイ4.3インチ カラーTFT LCD
測定値、バーメータ、トレンドチャート、ヒストグラム
その他
保存データ数：1〜100,000
測定値の保存機器設定の呼び出し 設定組数：ユーザ設定 5組＋工場出荷時設定 1組
トリガ トリガ源
内部（オート）、シングル、外部トリガ遅延 0〜3,600s、設定分解能：1μsディジタルフィルタ 読み値のスムージングを行なう
手法：移動平均または区間平均、サンプル数：2〜100
フィルタウィンドウ：測定値の変動が閾値を超えると、スムージング
処理をリスタート（閾値：0.01%、0.1%、1%、10%、無し)
オートゼロ（A-Zero）：
A/D変換設定
定期的に内部回路のオフセット補正を行う、
オンまたはオフ
USB、LAN、RS-232C、
ディジタル I/O、GPIB（オプション）
インタフェース
入力信号：外部トリガ信号
ディジタル I/O
出力信号：測定終了信号、Compare測定結果（PASS、FAIL、HIGH、LOW）
Vcc出力：外部デバイス用電源 約5V、100mA
安全性およびEMC適合
EMC
EN 61326-1、EN 61326-2-1、EN 61326-2-2、EN 55011：2016+A1：2017 ClassA
安全性
EN 61010-1：2010/EN 61010-2-030：2010
RoHS
Directive 2011/65/EU
一般特性
AC 100V / 120V / 220V / 240V ±10％
電源電圧50Hz / 60Hz / 400Hz ±10％電源周波数
0℃ 〜 55℃、80％RH以下（ただし絶対湿度40g/m³以下）、結露がないこと
動作環境−40℃ 〜 70℃
保存環境
最大25VA
消費電力
（W）
× 107
（H）
× 302
（D）
（ハンドル・プロテクタ装着時）
外形寸法（mm） 267
約 3.3kg（オプション未装着時）
質 量107

外形図

266.9

桁数
6 1/2
5 1/2
4 1/2
6 1/2
5 1/2
4 1/2

桁数
6 1/2
5 1/2
4 1/2
6 1/2
5 1/2
4 1/2

301.8

単位：mm

A C C U R A C Y
確度

特記なき場合の条件は、シングル表示時、1時間以上のウオームアップ後、オートゼロ：オン、電源グラウンド：接続。
TCALは校正時の周囲温度(工場校正時は23℃)＊1＊11＊12 ±■ AC電圧（真の実効値）（読み値の％＋レンジの％）■ DC電圧＊1 ±（読み値の％＋レンジの％）1年間
TCAL±5℃
0.0050+0.0035
0.0048+0.0007
0.0035+0.0005
0.0050+0.0006
0.0050+0.0010

レンジ＊2100.0000 mV
1.000000 V
10.00000 V
100.0000 V
1000.000 V

温度係数＊3[/℃]
0.0005+0.0005

負担電圧100.0000μA
1.000000 mA
10.00000 mA
100.0000 mA
1.000000 A
3.000000 A
10.00000 A< 0.011 V< 0.11V< 0.04 V< 0.4 V< 0.7 V< 2.0 V< 0.5 V■ 抵抗＊1＊4

1年間
TCAL±5℃
0.050+0.025
0.050+0.006
0.050+0.020
0.050+0.005
0.100+0.010
0.200+0.020
0.150+0.010

温度係数＊3[/℃]
0.002+0.003
0.002+0.001
0.002+0.002
0.002+0.001
0.005+0.001
0.005+0.002
0.005+0.001

1年間
TCAL±5℃
0.010+0.004
0.010+0.001
0.010+0.001
0.010+0.001
0.010+0.001
0.040+0.001
0.800+0.010

温度係数＊3[/℃]
0.0008+0.0005±（読み値の％＋レンジの％）

レンジ＊2

試験電流

100.0000Ω
1.000000 kΩ
10.00000 kΩ
100.0000 kΩ
1.000000 MΩ
10.00000 MΩ
100.0000 MΩ

1 mA
1 mA
100 μA
10 μA
5 μA
500 nA
500 nA //10 MΩ0.0008+0.0001
0.0010+0.0002
0.0030+0.0004
0.1500+0.0002■ 導通テスト＊1 ±（読み値の％＋レンジの％）

レンジ＊2

試験電流

1 kΩ

1 mA

1年間
TCAL±5℃
0.01+0.03

温度係数＊3[/℃]
0.001+0.002■ ダイオードテスト＊1＊5 ±（読み値の％＋レンジの％）

レンジ＊2

試験電流

5V

1 mA
（代表値）

1年間
TCAL±5℃
0.01+0.03

温度係数＊3[/℃]
0.001+0.002±（DC入力確度+DC基準確度）

レンジ＊2

周波数
3 Hz 〜 5 Hz
5 Hz 〜 10 Hz
10 Hz 〜 40 Hz
40 Hz 〜 1 MHz＊8

1年間
TCAL±5℃
0.100
0.050
0.0300.006

温度係数＊3[/℃]
0.100
0.035
0.015
0.0151年間
TCAL±5℃
0.09 ℃
0.08 ℃
0.06 ℃
0.08 ℃
0.12 ℃
0.22 ℃

温度係数＊3[/℃]
0.004 ℃

■ 温度 RTD＊9 （PT100に基づく確度）

レンジ−200℃ 〜−100℃−100℃ 〜 −20℃
−20℃ 〜 +20℃
+20℃ 〜 +100℃+100℃ 〜 +300℃+300℃ 〜 +600℃

分解能0.001 ℃

■ AC電圧・電流

E
J
T
K
N
R
S
B

レンジ

分解能

−200℃〜+1000℃−210℃〜+1200℃
0.002 ℃
−200℃〜 +400℃−200℃〜+1372℃−200℃〜+1300℃ 0.003 ℃−50℃〜+1768℃−50℃〜+1768℃ 0.01 ℃+350℃〜+1820℃

0.2 ℃

0.03 ℃0.3 ℃

0.04 ℃

0.4 ℃

0.05 ℃

1℃

0.14 ℃■ 温度 サーミスタ＊9 （2.2kΩ、5kΩ、10kΩ、ユーザタイプ）

レンジ

分解能

−80 ℃〜+150℃

0.001℃

周波数
10 Hz 〜 20 Hz
20 Hz 〜 40 Hz
40 Hz 〜 100 Hz
100 Hz 〜 200 Hz
200 Hz 〜 1 kHz＞1 kHz

1年間
TCAL±5℃
0.1℃

温度係数＊3[/℃]
0.003℃

2〜30.15

3〜40.30

4〜50.401/s（>3 Hz）
000000スピード
5/s（>20 Hz） 50/s（>200 Hz）
−
0.74
−
0.22
0.73
0.06
0.22
0.01
0.18
000

確度：±（読み値の％+レンジの％）レンジ
1.000 nF
10.00 nF
100.0 nF
1.000 μF
10.00 μF
100.0 μF

1年間
TCAL±5℃
2.00+2.00
2.00+1.00

温度係数＊3[/℃]

0.05+0.01
2.00+0.40

DCはリーディングレート5/s（導通テスト/ダイオードテストは60（50）/s）、ACはリーディング
レート1/sの正弦波入力20％のオーバレンジあり（1000Vdc 、3Adc 、10Adc 、750Vac、3Aac、10Aacレンジおよびダイオードを除く）＊3 0℃〜18℃、28℃〜55℃＊4 4線抵抗測定、または2線抵抗測定でRelative測定機能を使用した場合＊5 入力端子で発生する電圧に対しての確度＊6 100mV以上の入力時、ゲートタイム1/s、正弦波＊7 入力信号の振幅は、レンジの10％〜120％、750Vac以下＊8 入力信号60mV以上、300kHz〜1MHzは100mVレンジにて＊9 プローブ誤差は含まれない＊10 シミュレーションされた接点を基準とする相対値＊11 レンジの5％以上の正弦波入力 ＊12 10Hz未満の周波数における確度は参考値＊13 50Hz未満および1kHzを超える周波数、
かつ200Vrmsを超える入力時の確度は参考値
100kHzを超える周波数、
かつ70Vrmsを超える入力時の確度は参考値＊14 入力はレンジの5％かつ10μA以上の振幅、正弦波＊15 10Hz未満および5kHzを超える周波数における確度は参考値
10Hz〜20Hzで0.2Armsを超える入力、20Hz〜45Hzで3Armsを超える入力、
1kHz〜5kHzで1Armsを超える入力での確度は参考値
100μAレンジで、40Hz未満および1kHzを超える周波数における確度は参考値＊16 10Aレンジの測定は前面パネルのみ使用可
入力が5Armsより大きい場合は、温度上昇影響分として、1Aあたり2mAを追加＊17 レンジの10％以上のフィルムキャパシタ測定時。
また、1nFレンジの確度は参考値＊1[/℃]

1〜20.05●低周波追加誤差（読み値の％）

0.007 ℃
0.009 ℃

1年間
TCAL±5℃

温度係数＊3[/℃]
0.100+0.006
0.035+0.006
0.015+0.006
0.030+0.006
0.100+0.006
0.035+0.006
0.015+0.006
0.030+0.006
0.100+0.006
0.035+0.006
0.015+0.006
0.030+0.006
0.100+0.006
0.035+0.006
0.015+0.006
0.030+0.006
0.100+0.006
0.035+0.006
0.015+0.006
0.030+0.006

追加誤差

クレストファクタ
追加誤差

0.005 ℃

温度係数＊3

温度係数＊3[/℃]
0.100+0.004
0.035+0.004
0.005+0.003
0.011+0.005
0.060+0.008
0.200+0.020
0.100+0.004
0.035+0.004
0.005+0.003
0.011+0.005
0.060+0.008
0.200+0.020●非正弦波時の追加誤差（読み値の％）■ キャパシタンス＊17■ 温度 熱電対＊9＊10 （ITS-90に基づく確度）

タイプ

3 Hz 〜 5 Hz
5 Hz 〜 10 Hz
10 Hz 〜 20 kHz
20 kHz 〜 50 kHz
50 kHz 〜 100 kHz
100 kHz〜300 kHz
3 Hz 〜 5 Hz
5 Hz 〜 10 Hz
10 Hz 〜 20 kHz
20 kHz 〜 50 kHz
50 kHz 〜 100 kHz
100 kHz〜300 kHz

1年間
TCAL±5℃
1.00+0.04
0.35+0.04
0.06+0.04
0.12+0.05
0.60+0.08
4.00+0.50
1.00+0.03
0.35+0.03
0.06+0.03
0.12+0.05
0.60+0.08
4.00+0.50＊1＊14＊15 ±■ AC電流（真の実効値）（読み値の％＋レンジの％）
1年間
レンジ＊2
周波数
TCAL±5℃
3 Hz 〜 5 Hz
1.00+0.04
100μA /
5 Hz 〜 10 Hz
0.35+0.04
10 mA
10 Hz 〜 5 kHz
0.10+0.04
5 kHz 〜 10 kHz
0.18+0.04
3 Hz 〜 5 Hz
1.00+0.04
1 mA /
5 Hz 〜 10 Hz
0.30+0.04
100 mA
10 Hz 〜 5 kHz
0.10+0.04
5 kHz 〜 10 kHz
0.15+0.04
3 Hz 〜 5 Hz
1.00+0.04
1A
5 Hz 〜 10 Hz
0.30+0.04
10 Hz 〜 5 kHz
0.10+0.04
5 kHz 〜 10 kHz
0.15+0.04
3 Hz 〜 5 Hz
1.00+0.04
3A5 Hz 〜 10 Hz
0.35+0.04
10 Hz 〜 5 kHz
0.23+0.04
5 kHz 〜 10 kHz
0.23+0.04
3 Hz 〜 5 Hz
1.10+0.04
10 A＊16
5 Hz 〜 10 Hz
0.35+0.04
10 Hz 〜 5 kHz
0.15+0.04
5 kHz 〜 10 kHz
0.35+0.04■ 周波数・周期＊6 ±（読み値の％）100 mV〜
750 V＊7

100 mV

1V 〜
750 V＊13■ DC電圧比率測定

DC電圧比率測定

周波数0.0005+0.0001■ DC電流＊1 ±（読み値の％＋レンジの％）レンジ＊2

レンジ＊2＊2

ディジタルマルチメータ DM2571
オーダリング インフォメーション
型名

本体DM2571

品名ディジタルマルチメータ＊価 格（円）

168,000

備考

付属品

安全情報、CD-ROM（取扱説明書、USBドライバ）、
テストリード、電源コード（3極プラグ付）、USBケーブル

オプション

オプション

PA-001-3393
PA-001-3394
PA-001-3395
PA-001-3397
PA-001-3401
PA-001-3396

GPIBインタフェースカード
4線テストリード
RS-232Cケーブル
ラックマウントキット（EIA）
テストリードUSBケーブル

24,80016,000
4,000
8,000
4,600
3,300

−−−−
本体の付属品と同じものです。
（保守用）＊消費税は含まれておりません。

GPIBインタフェースカード（オプション）

テストリード（付属品）

4線テストリード（オプション）※このカタログの記載内容は、2023年4月1日現在のものです。
●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。 ●記載の価格には、消費税は含まれておりません。
●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。

●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

0120-545838

RA23Q-DM2-3A0.7