プログラマブル電流増幅器
PROGRAMMABLE CURRENT AMPLIFIER

CA5351
取扱説明書

DA00082421-002

プログラマブル電流増幅器
PROGRAMMABLE CURRENT AMPLIFIER

CA5351
取扱説明書

――― はじめに ―――
このたびは，「CA5351 プログラマブル電流増幅器」をお買い求めいただき，ありがとうございます。
電気製品を安全に正しくお使いいただくために，まず次のページの「安全にお使いいただくために」をお読みください。
●この説明書の注意記号について
この説明書では，次の注意記号を使用しています。機器の使用者の安全のため，また，機器の損傷を防ぐためにも，この注意記号の内容は必ず守ってください。

！

警 告機器の取扱いにおいて，感電など，使用者の生命や身体に危険が及ぶおそれがあるときに，その危険を避けるための情報を記載しています。

！ 注 意

機器の取扱いにおいて，使用者が傷害を負う，または物的損害が生じるおそれを避けるための情報を記載しています。

iCA5351

●この説明書の章構成は次のようになっています。
初めて使用する方は，1 章からお読みください。
1.

概

説

この製品の概要･特長･応用･機能および簡単な動作原理を説明しています。
2.

使用前の準備設置や操作の前にしなければならない，大事な準備作業について説明しています。

3.

パネル面と基本操作の説明
パネル面各部の機能や表示および基本的な操作について説明しています。
機器を操作しながらお読みください。

4.

応用操作
さらに幅広い操作説明をしています。

5.

リモート制御USB や GPIB および LAN によるリモート制御について説明しています。

6.

トラブルシューティング
エラーメッセージや故障と思われるときの対処方法を記載しています。

7.

保

守

保管･再梱包･輸送や性能試験の方法などについて説明しています。
8.

仕

様

仕様（機能･性能）について記載しています。

ii

CA5351

――― 安全にお使いいただくために ―――
安全にご使用いただくため，下記の警告や注意事項は必ず守ってください。
これらの警告や注意事項を守らずに発生した損害については，当社はその責任と保証を負いかねますのでご了承ください。
なお，この製品は，JIS や IEC 規格の絶縁基準 クラス I 機器(保護導体端子付き)です。

●取扱説明書の内容は必ず守ってください。
取扱説明書には，この製品を安全に操作･使用するための内容を記載しています。
ご使用に当たっては，この説明書を必ずお読みください。
この取扱説明書に記載されているすべての警告事項は，重大事故に結びつく危険を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。
●必ず接地してください。
この製品はラインフィルタを使用しており，接地しないと感電します。
感電事故を防止するため，必ず「電気設備技術基準 D 種(100 以下)接地工事」以上の接地に確実に接続してください。
3 ピン電源プラグを，保護接地コンタクトを持った電源コンセントに接続すれば，この製品は自動的に接地されます。
この製品には，3 ピン－2 ピン変換アダプタを添付しておりません。ご自身で 3 ピン－2
ピン変換アダプタを使用するときは，必ず変換アダプタの接地線をコンセントのそばの接地端子に接続してください。
背面パネルに接地端子があるときは，その端子を電源コードと同等以上の太さの線で接地しても結構です。
●電源電圧を確認してください。
この製品は，取扱説明書の“接地および電源接続”の項に記載の電源電圧で動作します。
電源接続の前に，コンセントの電圧がこの製品の定格電源電圧に適合しているかどうかを確認してください。
●ヒューズの定格を守ってください。
発火などのおそれがあります。取扱説明書の“接地および電源接続”の項に規定された定格のヒューズを使用してください。
また，ヒューズを交換するときは，必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
●おかしいと思ったらこの製品から煙が出てきたり，変な臭いや音がしたら，直ちに電源コードを抜いて使用を中止してください。
このような異常が発生したら，修理が完了するまで使用できないようにして，直ちに当社
または当社代理店にご連絡ください。
●爆発性雰囲気中では使用しないでください。
爆発などの危険性があります。

iii

CA5351

安全にお使いいただくために●カバーは取り外さないでください。
この製品の内部には，高電圧の箇所があります。カバーは絶対に取り外さないでください。
内部を点検する必要があるときでも，当社の認定したサービス技術者以外は内部に触れな
いでください。
●改造はしないでください。
改造は，絶対に行わないでください。新たな危険が発生したり，故障時に修理をお断りす
ることがあります。
●製品に水が入らないよう，また濡らさないようご注意ください。
濡らしたまま使用すると，感電および火災の原因になります。水などが入った場合は，直ちに電源コードを抜いて，当社または当社代理店にご連絡ください。
●近くに雷が発生したときは，電源スイッチを切り，電源コードを抜いてください。
雷によっては，感電，火災および故障の原因になります。
●電磁両立性
この製品は，CISPR 11 のグループ 1 クラス A 機器です。この製品を住宅地で使用すると妨害を起こすことがあります。使用者が電磁放射を減らしラジオおよびテレビ放送の受信妨害を予防する特別の手段を取らない限り，そのような使い方は避けなければなりません。

iv

CA5351

安全にお使いいただくために●安全関係の記号
製品本体や取扱説明書で使用している安全上の記号の一般的な定義は次のとおりです。
取扱説明書参照記号
使用者に危険の潜在を知らせるとともに，取扱説明書を参照する必要がある箇所に表示されます。
感電の危険を示す記号
特定の条件下で，感電の可能性がある箇所に表示されます。

警

告

WARNING

警告記号
機器の取扱いにおいて，使用者が死亡または重傷を負うおそれがある場合，その危険を避けるための情報を記載しております。

注

意

CAUTION

注意記号
機器の取扱いにおいて，使用者が傷害を負う，または物的損害が生じるおそれを避けるための情報を記載しております。

●その他の記号
電源スイッチのオン位置を示します。
電源スイッチのオフ位置を示します。
ケースに接続されていることを示します。
コネクタの外部導体が，筐体から絶縁されていることを示します。
ただし安全のため，接地電位からの電位差 42 Vpk 以下に制限されていることを示します（この製品は接地して使用しますので，筐体電位は接地電位と等しくなります）。

v

CA5351

安全にお使いいただくために●廃棄処分時のお願い
環境保全のため，この製品を廃棄処分するときは，次の内容に留意してください。
a) この製品は，産業廃棄物を取り扱う業者を通して廃棄処分してください。
b) この製品は，電池を使用していません。
c) この製品は，水銀を含有しません。

vi

CA5351

目

次
ページ

1. 概

説 ........................................................................................................ 1-1

1.1

特長 .................................................................................................................... 1-2

1.2

応

用 ................................................................................................................... 1-2

1.3

機能一覧 .............................................................................................................. 1-3

1.4

動作原理 ................................................................................................................ 1-4

2. 使用前の準備 .............................................................................................. 2-1
2.1

使用前の確認 ......................................................................................................... 2-2

2.2

設置 ....................................................................................................................... 2-3

2.3

接地および電源接続 .............................................................................................. 2-9

2.4

簡単な動作チェック ............................................................................................ 2-12

2.5

校

正 .................................................................................................................. 2-13

3. パネル面と基本操作の説明 ......................................................................... 3-1
3.1

パネル各部の名称と動作 ....................................................................................... 3-2

3.2

電源投入時の表示および初期設定 ......................................................................... 3-4

3.3

入出力端子 ............................................................................................................ 3-7

3.4

入出力接続 ............................................................................................................ 3-9

3.5

操作ツリー .......................................................................................................... 3-13

3.6

基本操作 .............................................................................................................. 3-15

3.7

基本設定 .............................................................................................................. 3-20

4. 応用操作 ..................................................................................................... 4-1
4.1

ユーティリティ ..................................................................................................... 4-2

4.2

メモリ操作 ............................................................................................................ 4-6

5. リモート制御 .............................................................................................. 5-1
5.1

使用前の準備 ......................................................................................................... 5-2

5.2

リモート/ローカル状態の切り換え ........................................................................ 5-7

5.3

インタフェース・メッセージへの応答 .................................................................. 5-8

5.4

コマンド一覧 および コマンド・ツリー ............................................................... 5-9

5.5

コマンド解説 ....................................................................................................... 5-11

5.6

ステータス・システム ......................................................................................... 5-30

5.7

エラー・メッセージ ............................................................................................ 5-37

5.8

CA5350コマンドの互換性 ................................................................................... 5-39

5.9

コマンド実行例 ................................................................................................... 5-48

vii

CA5351目

次

6. トラブルシューティング ............................................................................ 6-1
6.1

エラーメッセージ .................................................................................................. 6-2

6.2

故障と思われるとき .............................................................................................. 6-6

7. 保

守 ........................................................................................................ 7-1

7.1

はじめに ................................................................................................................ 7-2

7.2

日常の手入れ ......................................................................................................... 7-2

7.3

保管･再梱包･輸送 .................................................................................................. 7-3

7.4

バージョン番号の確認方法 .................................................................................... 7-3

7.5

自己診断 ................................................................................................................ 7-4

7.6

性能試験 ................................................................................................................ 7-4

7.7

校

正 .................................................................................................................... 7-7

8. 仕様 ........................................................................................................ 8-1

8.1

入力部 .................................................................................................................... 8-2

8.2

電流サプレッション部 ........................................................................................... 8-3

8.3

増幅部 .................................................................................................................... 8-4

8.4

出力部 .................................................................................................................... 8-5

8.5

一般事項 ................................................................................................................ 8-68.6

外形寸法図 ............................................................................................................ 8-8

viii

CA5351

付

付

図・付 表

図・付

表
ページ

図 1-1

CA5351ブロック図 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 1-5

図 2-1

ラックマウントキット組立図（EIA_1台） ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 2-5

図 2-2

ラックマウントキット組立図（EIA_2台） ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 2-5

図 2-3

ラックマウントキット組立図（JIS_1台） ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 2-6

図 2-4

ラックマウントキット組立図（JIS_2台） ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 2-6

図 2-5

ラックマウントキット寸法図（EIA_1台） ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 2-7

図 2-6

ラックマウントキット寸法図（EIA_2台） ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 2-7

図 2-7

ラックマウントキット寸法図（JIS_1台） ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 2-8

図 2-8

ラックマウントキット寸法図（JIS_2台） ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 2-8

図 3-1

正面パネル ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3-2

図 3-2

背面パネル ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3-3

図 3-3

入出力端子 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3-7

図 3-4

入力端子 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3-8

図 3-5出力端子 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3-8

図 3-6

出力極性 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3-8

図 3-7

無バイアス型センサの接続 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3-10

図 3-8

逆バイアス型センサの接続 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3-10

図 3-9

フォトマルチプライヤとの接続例 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3-11

図 3-10

信号源が接地されているとき ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3-12

図 3-11

信号源が接地できないとき ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3-12

図 3-12入力部回路 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3-20

図 3-13立ち上がり時間の定義 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3-22

図 3-14

CA5351概略ブロック図 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3-22

図 3-15電流サプレッションのブロック図 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3-27

図 5-1

共通コマンドのシンタックス ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-12

図 5-2

サブシステム・コマンドのシンタックス ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-13

図 5-3

数値パラメタ (<NRf>) のシンタックス ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-14

図 5-4

数値パラメタ (<NR1>) のシンタックスꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-15

図 5-5

数値パラメタ (<NR2>) のシンタックスꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-15

図 5-6

数値パラメタ (<NR3>) のシンタックスꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-15

図 5-7

仮数のシンタックス ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-15

図 5-8指数のシンタックス ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-15

図 5-9

ディスクリート・パラメタ (<DISC>) のシンタックス ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-16

図 5-10

真偽値パラメタ (<BOL>) のシンタックス ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-16

図 5-11

文字列パラメタ (<STR>) のシンタックス ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-16

図 5-12

ブロック・パラメタ (<BLK>) のシンタックス ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-17

図 5-13

サフィックスのシンタックス ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-17
ix

CA5351

付図・付 表

図 5-14

プログラム・メッセージのシンタックス ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-18

図 5-15応答メッセージのシンタックス ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-18

図 5-16

整数応答データ (<NR1>) のシンタックス ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-19

図 5-17

NR2 数値応答データ (<NR2>) のシンタックス ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-19

図 5-18

NR3 数値応答データ (<NR3>) のシンタックス ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-19

図 5-19

ディスクリート応答データ (<DISC>) のシンタックス ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-20

図 5-20

数値真偽値応答データ (<NBOL>) のシンタックス ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-20

図 5-21

文字列応答データ (<STR>) のシンタックス ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-20

図 5-22

確定長任意ブロック応答データ (<DBLK>) のシンタックス ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-20

図 5-23

ステータス・システム ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-30

図 5-24

スタンダード・イベント・ステータスの構造 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-32

図 5-25

オペレーション・ステータスの構造 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-34

図 8-1

CA5351外形寸法図 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 8-8

表 2-1

構成表 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 2-2

表 3-1 初期値設定値一覧 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3-6
表3-2

I / Vゲイン設定とオートフィルタ設定 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3-22

表 3-3

フィルタ設定と整定時間 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3-24

表 3-4

フィルタ設定と帯域幅 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3-24

表 3-5

電流サプレッション設定範囲および分解能 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3-25

表 5-1

インタフェース・メッセージに対する応答 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-8

表 5-2

機器が受け入れるキーワード，受け入れないキーワード （「INPut」の場合） ꞏꞏꞏ 5-13

表 5-3

ステータス・バイト・レジスタの定義 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-31

表 5-4

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの内容 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-33

表 5-5

オペレーション・ステータス・コンディション・レジスタの内容 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-35

表 5-6

トランジション・フィルタ設定とイベント・レジスタの遷移 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-36

表 5-7

エラーメッセージ ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-37

表 5-8

ステータス・バイト・レジスタの定義（CA5350） ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-39

表 5-9

コマンドの実行優先度 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5-40

表 6-1

電源投入時のエラーメッセージ一覧 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 6-3

表 6-2

パネル操作時のエラーメッセージ一覧 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 6-4

表 6-3

動作中のエラーメッセージ一覧 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 6-5

表 6-4

オーバ表示一覧 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 6-5

表 6-5

おかしいと思ったら ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 6-6

x

CA5351

1. 概

1. 概

説

説 ........................................................................................................ 1-1
1.1

特長 ..................................................................................... 1-2

1.2

応

用 ..................................................................................... 1-2

1.3

機能一覧 .................................................................................. 1-3

1.4

動作原理 .................................................................................. 1-4

1-1

CA5351

1.1 特

1.1

特

長

長

「CA5351 プログラマブル電流増幅器」は，フォトマルチプライヤやフォトダイオードなど
からの電流入力信号を電圧信号に変換する，電流入力型プリアンプです。
高い利得と広い周波数帯域を両立させ，103 (V/A)～1010 (V/A) の広い範囲に渡って利得を可変できます。
また，応答速度 1 µs～300 ms のフィルタを装備し，不要な雑音成分を除去して目的信号のSN 比（信号雑音比）を改善できます。
さらに，センサの暗電流のキャンセルを行うための電流サプレッション（±8 nA～±8 mA）も装備しています。
本器は LAN，GPIB および USB インタフェースを備えており，パーソナルコンピュータ等
外部のコントローラから利得等各種の設定が行え，自動計測システムの構築を容易に行うことができます。
■高感度，広帯域
利得設定が 1010 (V/A) のとき，周波数帯域幅は DC～14 kHz（応答速度 25 µs）。
利得設定が 106 (V/A) のとき，周波数帯域幅は DC～500 kHz（応答速度 0.7 µs）と広帯域を実現しました。
■入力付加容量に対して安定
入力付加容量に対して発振の心配がなく，安定に動作します。
しかも，パルス応答にオーバシュートやリンギングをほとんど生じません。
■利得可変
利得の可変範囲は 103 (V/A) ～1010 (V/A) まで，10 倍ステップ（8 レンジ）で設定できます。
■可変フィルタを装備
応答速度 1 µs～300 ms の範囲を，1-3 シーケンスの 12 通りに設定できるフィルタ（低域通過型）を装備しています。雑音成分を除去して SN 比（信号雑音比）を向上できます。
■サプレッション電流源を装備
センサの暗電流をキャンセルするため，サプレッション電流源を装備しています。±8
nA～±8 mA を 7 レンジでカバーします。
■リモート制御
LAN，GPIB および USB インタフェースを標準で備えているので，自動計測システムが構築可能です。

1.2

応

用

・フォトマルチプライヤやフォトダイオード等の電流出力センサ信号の高感度検出・電気化学セルの微小電流計測・誘電体等の材料研究

1-2

CA5351

1.3 機能一覧

1.3

機能一覧

以下に，CA5351 のおよその機能ツリーを示します。

ゼロチェックON / OFF

入力端子

FRONT / REAR

利得

I / V GAIN

フィルタ

ON / OFF立ち上がり時間（手動，自動）

電流サプレッション

ON / OFF
レンジ（手動，自動）
電流値
自動設定

通信

USB
LAN
GPIB

設定内容

保存 / 呼出
初期化
工場出荷時

1-3

CA5351

1.4 動作原理

1.4

動作原理

本器は，初段 A1 に低雑音 FET を用いた非反転増幅器，後段 A2 に反転増幅器をカスケード
接続した反転増幅器 A に帰還抵抗 Rf を接続した電流/電圧増幅器です。
使用周波数の上限まで反転増幅器 A の利得が一定になるよう設計されているため，入力イン
ピーダンスは純抵抗かつ一定になります。このため，入力に大きな容量が付加されても安定に動作します。
I

変換利得（I / V GAIN）は，

-Vo
I

＝

I×Rf
I

＝Rf（V/A）となり，変換利得は帰還抵抗値と等しいことになり
ます。

Rf
+
-

A1
+

A2

Vo

A

ここでは，CA5351 の概略ブロック「図 1-1

CA5351ブロック図」を示し，主要な機能を説明します。
■ゼロチェック（ZERO CHECK）
入力接続を切り離して，入力電流を遮断します。センサからの電流の有無を確認するとき
や，CA5351 自体の出力オフセットの確認を行うときに使用します。
■電流/電圧変換器（I-V）
入力された電流信号を電圧信号に変換します。
■イコライザアンプ（EQ）
電流/電圧変換器で生じた利得誤差を補正します。
■フィルタ（FILTER）
立ち上がり時間が 1 µs～300 ms の範囲を，1-3 シーケンスで設定できるフィルタを装備しています。不要な雑音成分を除去して，必要な信号成分を抽出することができます。
■電流サプレッション（CURRENT SUPPRESS）
センサの暗電流をキャンセルするための電流源を装備しています。暗電流をキャンセルすることにより，電流/電圧変換器のゲインを大きく設定できるので，微小な電流変化分を感度良く検出することができます。
■制御部（MAIN CPU，PANEL / DISPLAY，REMOTE CONTROL）
制御部は，ユーザの操作に従ってアナログ部の設定･制御を行い，パネル LCD に各種情報表示を行います。また，ホストコントローラとの通信（リモート I/F 制御）も行います。

1-4

CA5351

1.4 動作原理

D/A

INPUT

CURRENT SUPPRESS

MPX

REAR

OUTPUTFILTER1μs～300ms

REAR

1E10

EQ

I-V

Buf

1E09

I-V

INPUT
OVER
DETECT

1E08

ZERO
CHECK

I-V

INPUT

OUTPUTOVER
DETECT

1E07

FRONT

MPX

I-V
1E06

I-V
1E05

POWER
SUPPLY

I-V
1E04

1E03

OUTPUT

～LINE

REG

I-V

REG

I-V

FRONT

POWER
CHASSISANALOG UNITISOLATION

USB
GPIB

PANEL
DISPLAY

MAIN CPU

図 1-1

REMOTECONTROLLAN

CA5351 ブロック図

1-5

CA5351

1.4 動作原理〈BLANK〉

1-6

CA5351

2. 使用前の準備

2. 使用前の準備 .............................................................................................. 2-1
2.1

使用前の確認 ........................................................................... 2-2

2.2

設置 ......................................................................................... 2-3

2.2.1

設置時の一般的な注意事項 ................................................. 2-3

2.2.2

設置条件 ............................................................................. 2-3

2.2.3

ラックマウント ................................................................... 2-4

2.3

接地および電源接続 ................................................................ 2-9

2.4

簡単な動作チェック .............................................................. 2-12

2.4.1

電源投入時の表示のチェック ........................................... 2-12

2.4.2

自己診断の実行 ................................................................. 2-12

2.5

校

正 ................................................................................... 2-13

2-1

CA5351

2.1 使用前の確認

2.1

使用前の確認■ 安全の確認
CA5351 をご使用になる前に，この取扱説明書の巻頭に記載されている「安全にお使いいただくために」をご覧になり，安全性の確認を行ってください。
また電源に接続する前に「2.3接地および電源接続」をお読みになり，安全のための確認を十分に行ってください。
■ 開梱時の確認
まず最初に，輸送中の事故などによる損傷がないことをお確かめください。
開梱したら，「表 2-1

構成表」と照らし合わせて員数をご確認ください。
表 2-1

構成表

CA5351 本体 ········································································ 1
付属品
取扱説明書 ······································································· 1
電源コードセット（3 極，2 m） ··········································· 1
ヒューズ［注 1］（タイムラグ，1.0 A / 250 V，φ5.2×20 mm） ···· 1［注 1］予備ヒューズです。
インレット内に動作ヒューズと予備ヒューズの 2 本が入っています。

！

警 告
機器の内部には，高電圧の箇所があります。カバーは取り外さないでください。
機器内部の点検は，危険防止に精通している訓練されたサービス技術者以外の方は行わないでください。

2-2

CA5351

2.2 設置

2.2

設置

2.2.1 設置時の一般的な注意事項！ 注 意CA5351 を破損することがあるので，下記の事項にご注意ください。
・CA5351 は，ファンによる強制空冷をおこなっています。
排気口のある背面や吸気孔のある両側面を塞がないでください。
ファンが停止していることにお気づきの際は，ただちに電源を切り，当社または当社代理店までご連絡ください。ファンが停止したままで使用しますと，破損が拡大して修復困難になることがあります。
・CA5351 は，背面や側面を下にして（立てて）使用すると，転倒する危険があります。
必ず底面のフットが，4 個とも机などの平らな面に乗るようにおいてください。

2.2.2 設置条件
・この製品は，下記の温度，湿度条件を満たす場所に設置してください。
動作：

0～＋40 ℃，5～85 %RH（ただし，絶対湿度 1～25 g/m3，結露がないこと）

保管：－10～＋50 ℃，5～95 %RH（ただし，絶対湿度 1～29 g/m3，結露がないこと）
・高度 2000 m 以下の場所に設置してください。
・強い放射無線周波電磁界の環境でのご使用は，一時的に出力が変動する場合がありますので避けてください。

！ 注 意

下記のような場所に設置することは避けてください。
・可燃性ガスのある場所
爆発の危険性があります。絶対に設置したり使用したりしないでください。
・屋外や直射日光が当たる場所，火気や熱の発生源の近く性能を満足しなかったり，故障の原因になったりします。
・腐食性ガスや水気，塵や埃，塩気や油煙，金属粉などが多い場所
性能低下したり，腐食や故障の原因になったりします。
・振動が多い場所
雑音の増加，誤動作や故障の原因になります。
・電磁界発生源や高電圧機器，動力線，パルス性雑音源の近く
雑音の増加や誤動作の原因になります。
また，他の機器や電源コードなど，雑音を誘導するおそれのある部分と，信号ケーブルは離して設置してください。これらが近づいていると，誤動作や測定誤差の原因になります。

2-3

CA5351

2.2 設置

2.2.3 ラックマウント
CA5351 は，ラックマウントキット（別売）を取り付けると，19 インチ IEC ラック，EIA
規格ラック，または JIS 標準ラックに収納できます。ラックマウントキットは，インチラック
用（EIA）とミリラック用（JIS）が用意されています。
オプション型名
PA-001-3512
PA-001-3513
PA-001-3514
PA-001-3515

品名
ラックマウントキット（EIA，1 台用）
ラックマウントキット（EIA，2 台用）
ラックマウントキット（JIS，1 台用）
ラックマウントキット（JIS，2 台用）

各ラックマウントキットの組立図および寸法図は下図一覧を参照し，ラックマウントキット
を取り付けてから，ラックに収納してください。
図 2-1 ラックマウントキット組立図（EIA_1 台）
図 2-2 ラックマウントキット組立図（EIA_2 台）
図 2-3 ラックマウントキット組立図（JIS_1 台）
図 2-4 ラックマウントキット組立図（JIS_2 台）
図 2-5 ラックマウントキット寸法図（EIA_1 台）
図 2-6 ラックマウントキット寸法図（EIA_2 台）
図 2-7 ラックマウントキット寸法図（JIS_1 台）
図 2-8 ラックマウントキット寸法図（JIS_2 台）！

警 告ラックに収納するときは，必ずラックレールなどを設置して，CA5351 を支えてください。さもないと，落下により怪我をしたり，CA5351 を破損することがありま
す。

！ 注 意

・ラックには十分な通風孔を設けるか，冷却ファンを設けて空冷してください。
・CA5351 の吸気孔は両側面にあります。
側面は壁などから 20 mm 以上空けてください。
・排気口は背面にあります。
背面は壁などから 50 mm 以上離してください。
規定以上の周囲温度になったり，吸排気が妨げられると，性能を維持できなかったり，CA5351 を破損することがあります。

2-4

CA5351

2.2 設置

部品番号
1
2
3

品名
ラックマウント・EIA・L 1 台用
ラックマウント・EIA・R
小ネジ・サラ・M4x10

図 2-1

部品番号
1
2
3
4
5

品名
ラックマウント・EIA・L
ラックマウント・EIA・R
ラックマウント・連結
小ネジ・サラ・M4x10
小ネジ・サラ・M3x8

数量
1
1
4

ラックマウントキット組立図（EIA_1 台）

数量
1
1
1
4
4

図 2-2

ラックマウントキット組立図（EIA_2 台）

2-5

CA5351

2.2 設置

部品番号
1
2
3
4
5

品名
数量
ラックマウント・JIS・L 1 台用
1ラックマウント・JIS・R
1
ラックマウント・JIS スペーサ・1 台
1
小ネジ・サラ・M4x10
4
小ネジ・サラ・M3x8
4

図 2-3
部品番号
1
2
3
4
5
6

ラックマウントキット組立図（JIS_1 台）

品名
数量
ラックマウント・JIS・L
1
ラックマウント・JIS・R
1
ラックマウント・JIS スペーサ・2 台
1
ラックマウント・連結
1
小ネジ・サラ・M4x10
4
小ネジ・サラ・M3x8
8

図 2-4

ラックマウントキット組立図（JIS_2 台）

2-6

CA5351

2.2 設置

図 2-5

ラックマウントキット寸法図（EIA_1 台）

図 2-6

ラックマウントキット寸法図（EIA_2 台）

2-7

CA5351

2.2 設置

図 2-7

ラックマウントキット寸法図（JIS_1 台）

図 2-8

ラックマウントキット寸法図（JIS_2 台）

2-8

CA5351

2.3 接地および電源接続

2.3

接地および電源接続■ 必ず接地してください。
！

警 告CA5351 は，接地しないと感電します。
感電を防止するため，必ず「電気設備技術基準 D 種（100 Ω以下）接地工事」以
上の接地に確実に接続してください。

3 極電源プラグを，保護接地コンタクトを持った 3 極電源コンセントに接続すれば，CA5351
は自動的に接地されます。
CA5351 には，3 極-2 極変換アダプタを添付しておりません。ご自身で 3 極-2 極変換アダプ
タを使用するときは，必ず変換アダプタの接地線（緑色）をコンセントのそばの接地端子に接続してください。

■ この製品の電源条件は次のとおりです。
電源電圧範囲：AC 100 V±10 % / AC 120 V±10 % / AC 230 V+10 %,-14 %ただし，250 V 以下

電源周波数範囲：50 Hz / 60 Hz ±2 Hz

過電圧カテゴリ：II

消費電力は，最大 40 VA です。
この製品は背面に電源電圧切替スイッチがあります。
コンセントの電圧と電源電圧切替スイッチで設定した電圧とが一致していることを確認してください。
電源電圧を切り替えるときは電源コードを外した後，コインドライバ等にてキーの向きが設定電圧になるように，カチッと音が鳴るまで，ゆっくり回して切り替えて
ください。

図 2-9

電源電圧切替スイッチ！ 注 意

電源電圧切替スイッチは，標準出荷時に AC 100 V に設定されています。ご確認ください。電源電圧切替スイッチは，スイッチが中途半端な位置にならないように，
カチッと音がする位置に設定してください。
電源電圧切替スイッチの設定を確認してから，電源を接続してください。

2-9

CA5351

2.3 接地および電源接続■ 電源は次の手順で接続します。
1)

接続する商用電源電圧が，この製品の電圧範囲内であることを確認する。

2)

この製品の背面電源スイッチをオフにする。

3)

この製品の背面電源インレットに電源コードを差し込む。

4)

電源コードのプラグを保護接地コンタクトを持った電源コンセントに差し込む。

！ 注 意

付属品の電源コードセットは，電気用品安全法適合品で，日本国内専用です。
定格は AC 125 V で，耐電圧は AC 1250 Vrms です。AC 125 V を超える電源電圧
および国外では使用できません。
なお，付属品の電源コードセットは，CA5351 の専用品です。
他の製品および用途には使用しないでください。
商用電源との接続には，必ず付属品の電源コードセットを使用してください。
電源電圧が AC 125 V を超えたり国外で使用するときは，電源コードセットとヒューズの交換が必要ですので，当社または当社代理店にご相談ください。
電源を切り，再び電源を投入するときは，5 秒以上の間隔をあけてください。

■ 電源コードは，緊急時に商用電源から CA5351 を切り離すために使用できます。

！

警 告
電源コードを CA5351 の電源インレットから抜くことができるように，インレッ
ト周辺に十分な空間を確保してください。または，電源プラグをコンセントから抜けるように，容易に手の届く場所にあるコンセントを使用し，コンセント周辺に十分な空間を確保してください。
機器から，煙，異常な臭いや音が発生したら，直ちに電源コードを抜き，修理が完了するまで使用しないでください。

■ 電源ヒューズは定格を守ってください。
CA5351 のヒューズの定格は，下記のとおりです。
電源電圧 100 V，120 V：定格電流 1.0 A，定格電圧 250 V

電源電圧 230 V：定格電流 0.5 A，定格電圧 250 V

その他の特性
電気的特性：タイムラグ
寸法：φ5.2×20 mm

2-10

CA5351

2.3 接地および電源接続

ヒューズを交換するときは電源コードを抜いて，背面パネルのヒューズホルダ付きインレ
ットにのホルダ部分をマイナスドライバなどで開けます。ヒューズホルダには動作ヒューズと予備ヒューズが挿入されています。交換した後，ホルダをしっかり押し込んでください。

動作ヒューズ
予備ヒューズ

図 2-10！

ヒューズ交換

警 告
電源と接続する前に，電源電圧切り換えスイッチの設定とヒューズの定格が，電源に適合していることを確認してください。
電源電圧切り換えスイッチの設定変更およびヒューズの交換は，必ず電源コード
を CA5351 の電源インレットまたはコンセントから抜いた状態で行ってください。
さもないと，CA5351 の破損，感電，火災発生の恐れがあります。

！

警 告機器の内部には，高電圧の箇所があります。カバーは取り外さないでください。

2-11

CA5351

2.4 簡単な動作チェック

2.4

簡単な動作チェック

ここでは，購入後，長期間保管した後などに行う，簡単な動作チェックの方法を説明します。

2.4.1 電源投入時の表示のチェック
CA5351 本体の電源スイッチをオンにし，スタンバイスイッチを押して起動させます。起動
画面が表示された後，メイン画面になり操作可能な状態になります。
電源を入れたときの表示については，  ｢3.2.2
エラーメッセージの詳細については，  ｢6.1！

電源投入時の表示」
エラーメッセージ｣を参照。

警 告
機器から煙が出てきたり，臭いや音がしたら，直ちに電源コードをコンセントから引き抜いて，修理が完了するまで使用しないでください。

2.4.2 自己診断の実行
以下の手順で自己診断機能が実行できます。自己診断の詳細は「4.1.6

SELFTEST（自己診

断実行画面）」を参照してください。
1．正面パネルの2．ノブ，

UTILITY

キーを押して，ユーティリティ画面に入ります。
（左右カーソル）キーを使い，SELFTEST（アップダウン）キーおよびの［EXEC］にフォーカスを移動させ，ENTER

3．出力端子には何も接続しない状態にし，OKキーで実行確認画面に移動します。

にフォーカスを合わせ

ENTER

キー

で実行します。
4．数秒で自己診断が完了し，結果が表示されます。
5．メッセージ画面に“Pass”が表示されていれば，正常ですので，そのままお使いください。“Fail”が表示された場合は，「6.1.2

パネル操作時のエラー」を参照ください。

以上で簡単な動作チェックは完了です。

2-12

CA5351

2.5 校

2.5

校

正

正

CA5351 は，使用環境や使用頻度にもよりますが，少なくとも 1 年に 1 回は「7.6性能試験」を行ってください。
また，重要な測定や試験に使用するときは，使用直前に性能試験を行うことをお勧めします。
性能試験で仕様を満足しないときは，当社で調整または校正を行い，性能を回復させます。
校正や調整が必要なときは，当社または当社代理店にご連絡ください。校正や調整は有償にて承っております。

2-13

CA5351

2.5 校正〈BLANK〉

2-14

CA53513. パネル面と基本操作の説明

3. パネル面と基本操作の説明 ......................................................................... 3-1
3.1

パネル各部の名称と動作 ......................................................... 3-2

3.1.1

正面パネル .......................................................................... 3-2

3.1.2

背面パネル .......................................................................... 3-3

3.2

電源投入時の表示および初期設定 ........................................... 3-4

3.2.1

電源投入前の確認 ............................................................... 3-4

3.2.2

電源投入時の表示 ............................................................... 3-4

3.2.3

初期設定 ............................................................................. 3-5

3.3

入出力端子 .............................................................................. 3-7

3.4

入出力接続 .............................................................................. 3-93.4.1

光センサ(フォトダイオード)などの接続 ........................... 3-10

3.4.2

ロックインアンプなどとの接続 ........................................ 3-12

3.5

操作ツリー ............................................................................ 3-13

3.6

基本操作 ................................................................................ 3-15

3.6.1

メイン画面概要 ................................................................. 3-15

3.6.2

基本的なキー操作 ............................................................. 3-16

3.6.3

初めてお使いになるときの簡単な操作方法 ...................... 3-19

3.7

基本設定 ................................................................................ 3-20

3.7.1

ゼロチェック .................................................................... 3-20

3.7.2

利得設定 ........................................................................... 3-20

3.7.3

フィルタ設定 .................................................................... 3-213.7.4

電流サプレッション設定 ................................................... 3-25

3-1

CA5351

3.1 パネル各部の名称と動作

3.1

パネル各部の名称と動作

ここでは，CA5351 の正面パネルと背面パネルの，各部の名称と動作について説明します。

3.1.1 正面パネル
表示器
設定や各種情報を表示します。

パイロットランプ
スタンバイは橙色が点灯。
起動中は緑色が点灯。

スタンバイスイッチ

入力端子
フロント電流入力

エンターキー
キャンセルキー

モディファイノブ
アップダウンキー
左右カーソルキー
フォーカス，カーソルの移動。
パラメタの設定，選択に用います。

選択した設定の決定や破棄。

メモリキー

出力端子

設定の保存と呼出を行います。

フロント電圧出力

ユーティリティキー
通信設定ほか各種設定を行います。

ゼロチェックキー
入力信号の活線断線を行います。

ローカルキー

利得設定キーI / V GAIN：変換利得の設定。

リモートからローカル状態への復帰。

フィルタ設定キー
RISE TIME：立ち上がり時間の設定
ON/OFF：フィルタ機能のオンオフ

電流サプレッション設定キー
VALUE：電流値の設定。
RANGE：電流レンジの設定
ON/OFF：電流サプレッションのオンオフ
AUTO：自動電流サプレッション設定

図 3-1

正面パネル

3-2

CA5351

3.1 パネル各部の名称と動作

3.1.2 背面パネル
電源電圧切替スイッチ
検査合格ラベル

電源コードを接続する前に，電源電圧に合わせます。カチッと音がする正しい位
置で止めてください。

出力端子
リア電圧出力

型式銘板

電源スイッチ型式，シリアル番号|側に倒すとオン，○側に倒すとオフ。

入力端子
リア電流入力USB コネクタ

電源インレット
中央のピンは保護接地端子です。
必ず接地してください。

LAN コネクタ

ヒューズホルダ
予備ヒューズも格納されています。

GPIB コネクタ
冷却ファン排気口
信号接地端子
保護接地端子として使わないでください。

排気を妨げないように，周辺と 20mm 以上空けてください。

図 3-2

背面パネル

3-3

CA5351

3.2 電源投入時の表示および初期設定

3.2

電源投入時の表示および初期設定

3.2.1 電源投入前の確認
電源を投入する前に，「2.3

接地および電源接続」をご覧になり，機器の接地や電源電圧切り換えスイッチの設定をご確認ください。

3.2.2 電源投入時の表示
電源スイッチをオンにすると，パイロットランプが橙色に点灯し，スタンバイ状態になります。この状態でスタンバイスイッチを押すとパイロットランプが緑色に点灯し，起動状態になります。
起動状態から，スタンバイスイッチを押すと，パイロットランプが橙色に点灯し，スタンバ
イ状態に戻ります。さらに電源スイッチをオフにすることで電源が遮断されます。
緑色（起動状態）

橙色（スタンバイ状態）

オン（電源供給）

オフ（電源遮断）電源スイッチパイロットランプオン

スタンバイスイッチ

オフ

起動状態にすると，起動画面が表示されます。
この間，システムチェックおよび設定の呼び出しを行います。
異常が発見されると，エラーメッセージが表示されます。
詳しくは  「6.1.1

電源投入時のエラー」

起動画面

重大な異常が発見されると，エラーメッセージを表示したまま，それ以上動作しません。
設定が失われたときは，エラーメッセージが表示されますが，全ての設定メモリの内容を工場出荷状態に初期化して起動します。
初期化の内容は  「3.2.3

初期設定」

レジュームメモリに異常がなければ，前回電源を切ったときの設定に戻ります。
起動時の振る舞いについては，ユーティリティ画面の POWER ON STATE で設定できます。
詳しくは  「6.1.1

電源投入時のエラー」

3-4

CA5351

3.2 電源投入時の表示および初期設定

3.2.3 初期設定
CA5351 は，次のときに初期設定状態（工場出荷時状態）になります。
■ 工場出荷時すべての設定が初期値になっています。工場出荷時は設定メモリの内容はデフォルトです。
UTILITY

キーを押して，ユーティリティ画面に移動します。フォーカスを INITIALIZEの右にある［Exec］に合わせ

ENTER

キーを押し，イニシャライズ実行画面に移動します。
［OK］にフォーカスを合わせ， ENTER

キーを押すと工場出荷時の状態になります。

ただし，保守情報は変更されません。
■ 初期化を指示したとき
設定メモリ，インタフェース設定およびディスプレイ設定などの設定以外を初期化します。
・パネル操作ユーティリティ画面から RESET の［Exec］に合わせ

ENTER

キーを押したとき。

・リモート制御コマンド*RST コマンド■ 電源を入れたとき，最後の設定を記憶しているレジュームメモリに異常がある場合異常があった部分が初期化されます。
（すべて正常なときは，最後の設定に戻します。）
初期設定の対象と内容の詳細は  「表 3-1 初期値設定値一覧」
併せて，自動設定機能，設定メモリ および レジュームと，各パラメタとの関係を示します。

3-5

CA5351

3.2 電源投入時の表示および初期設定<入力>
ゼロチェック
入力切替<利得>
I/V GAIN<フィルタ>
AUTO 設定
立ち上がり時間

オンオフ<電流サプレッション>
電流値
AUTO レンジ
レンジ
オンオフ<ディスプレイ>
バックライト
カラー<リモート>
種類
LAN IP アドレス
LAN サブネット・マスク
LAN デフォルト・ゲートウェイ
GPIB アドレス
コマンド<電源投入設定>
パワーオンステート<設定メモリ>内容
メモリ名

パラメタの範囲

初期値

設定メモリ
レジューム

設定項目

*RST

表 3-1 初期値設定値一覧

ON，OFFFRONT，REAR

ON
FRONT

← × ○
← ○ ○

1E03，1E04，1E05，1E06，
1E07，1E08，1E09，1E10

1E04

← ○ ○

AUTO，OFF

AUTO

← ○ ○

1 µs，3 µs，10 µs，30 µs,
100 µs，300 µs，1 ms，3 ms，10 ms，30 ms，100 ms，300 ms
ON，OFF

1 µs

← ○ ○

ON

← ○ ○

±0～±8.000 mA
AUTO，OFF
8 nA，80 nA，800 nA，8 µA，
80 µA，800 µA，8 mA

0.000 nA
OFF
8 nA

← ○ ○
← ○ ○
← ○ ○

ON，OFFOFF← ○ ○OFF，1，2，3
DARK，GRAY，LIGHT

2
DARK

× × ○
× × ○

USB，LAN，GPIB
0.0.0.0 to 255.255.255.255
0.0.0.0 to 255.255.255.255

USB

× × ◎

192.168.0.2
255.255.255.0

× × ◎
× × ◎

0.0.0.0 to 255.255.255.255
0 to 30
SCPI，5350

0.0.0.0
2
SCPI

× × ◎
× × ◎
× × ◎

STBY，STBY&Zero，
Last-STAT，Last-STAT&Zero

Last-STAT&Zero

× × ◎

－
－

初期値
初期値

× － －
× － －

■備考
初期値

工場出荷時。

*RST

パネル操作による RESET 実行時 および リモート制御の*RST コマンド実行時。

←

左と同じ（初期値）

○

機能有り。

×

機能なし。

◎

機能有り。ただし，リモート制御で設定／問い合わせができません。

3-6

CA5351

3.3 入出力端子

入出力端子

INPUT

OUTPUTINPUTOUTPUT
10MΩ

3.3

図 3-3

CHASSIS

入出力端子

CA5351 の電流入力（INPUT），出力（OUTPUT）は，筐体と電気的に高抵抗（10 MΩ）で絶縁しています。耐電圧は 42 Vpk（DC+ACpeak）です。

！ 警

告感 電 を 避 け る た め ， BNC コ ネ ク タ の グ ラ ウ ン ド と 筐 体 間 に 42 Vpk（DC+ACpeak）を超える電圧を加えないでください。
この電圧を超えると，内部の電圧制限素子が働き電圧を抑えようとしますが，加えられた電圧が大きいとこの製品を焼損する場合があります。

！ 注

意

！ 注

意

！ 注

意

出力端子に外部から電圧を加えないでください。この製品を破損する恐れがあります。

入力端子に最大許容入力を超える電流を加えないでください。この製品を破損する恐れがあります。

筐体から BNC コネクタのグラウンドと筐体間に電位差がある場合，BNC コ
ネクタのホット側と筐体間を短絡しないで下さい。この製品を破損する恐れがあります。

3-7

CA5351

3.3 入出力端子■ 入力端子 （INPUT）
CA5351 の入力端子は，フロントパネルとリアパネルの 2 か所にあり，どちらか片方を選択して使用します。両方の入力端子を同時に使用することはできません。
ZERO CHECK を ON にすると，入力コネクタ（フロント，リアの選択した方）と内部回路が切り離されます。入力電流の有無を確認するときや，CA5351 自体のオフセットを確認するときに使用します。
Rf
ZERO
CHECK
INPUT

INPUT

≈20Ω

図 3-4
入力端子の切り替え方法  「4.1.2

入力端子

INPUT（入力切替画面）」■ 出力端子（OUTPUT）
出力端子はフロントパネルとリアパネルに各々装備されています。出力インピーダンスは各々50 Ω（参考値）で同じ信号が出力されていますが，負荷電流が流れると各々のコネク
タの出力電圧は異なってきます。片方の出力端子のみを使用し，もう片方は未接続状態でご使用することを推奨します。
最大出力電流は，フロントパネル，リアパネルのコネクタの合計で±10 mA 以下です。
50Ω
OUTPUT50Ω
OUTPUT

図 3-5

出力端子

CA5351 の入力端子に電流が流れ込むと，出力端子にはマイナスの電圧があらわれます。
入力電流（流れ込みをプラス）と出力電圧は逆極性になります。
Rf

+

-

i
INPUT

-

OUTPUT

仮想接地（電位 ≈0V）

図 3-6

出力極性

3-8

CA5351

3.4 入出力接続

3.4

入出力接続

CA5351 を最良の低雑音特性で使用するためには，入出力のシールドや接続/設置方法が重要です。次のような方法で接続/設置してください。
・CA5351 をできる限りセンサ，または信号源の近くに設置し，入力端子（INPUT）への接続
ケーブルは可能な限り短くしてください。
・近くにトランス（商用電源，スイッチングとも）を内蔵した機器がある場合は，センサお
よび CA5351 をできるだけ離して設置してください。また，CA5351 の入力出力ケーブルもできるだけ離して設置します。
・なるべく振動の少ない場所に設置してください。微小信号を検出する場合，ケーブルが振動することによって発生するマイクロフォニックノイズの影響を受ける場合があります。
・入出力には，必ず同軸ケーブルなどのシールドされたケーブルを使用してください。また，
入力ケーブルと出力ケーブルが結合しないよう離して配線します。入出力が結合すると自己発振など，不安定になる場合があります。

3-9

CA5351

3.4 入出力接続

3.4.1 光センサ（フォトダイオード）などの接続
センサは必ずシールドボックスなどに入れてください。
（1）無バイアス型センサ

シールドボックス
同軸ケーブル
雑音を最小にするにはケーブルを最短にする。

図 3-7

無バイアス型センサの接続（2）逆バイアス型センサ

シールドボックス
同軸ケーブル
近づけて配線C0

同軸ケーブル

図 3-8

逆バイアス型センサの接続

別売りの当社製電圧源（精密低雑音直流電圧源 LP6016-01 など）を用いて，「図 3-8 逆バ
イアス型センサの接続」のセンサのカソードに，正のバイアス電圧を印加します。
シールドボックスの C0 は，外来ノイズをバイパスするコンデンサで，静電容量が十分大
きいコンデンサ（例：0.1 µF 程度）を必要に応じて使用します。
電流入力－電圧源ケーブルは，なるべく沿わせて配置します。2 本のケーブルで形成されるループ面積が大きくなると，外来磁束による電磁誘導ノイズが発生しやすくなります。
暗電流の大きいセンサを使用すると，CA5351 の出力が飽和して使用できない場合があります。電流サプレッション機能を使用すると，暗電流をキャンセルしてより大きな利得で使用できます。
電流サプレッション機能については  「3.7.4

3-10

電流サプレッション設定」

CA5351

3.4 入出力接続（3）フォトマルチプライヤ（PMT）との接続例
大きなバイアス電圧（数 100 V～）が必要なので専用のバイアス電源が必要です。

同軸ケーブル

図 3-9

フォトマルチプライヤとの接続例

いずれの接続の場合でも，最良の雑音特性を得るためには入力ケーブルは可能な限り短く
します。

3-11

CA5351

3.4 入出力接続

3.4.2 ロックインアンプなどとの接続
CA5351 の出力端子（OUTPUT）をロックインアンプ，デジタイザなどの計測器に接続する
ときは，グラウンドループによる雑音電流に注意する必要があります。
CA5351 の入出力は筐体から絶縁されているのでグラウンドループの影響は受けにくくなっていますが，センサや CA5351 の出力に接続される機器の接地には注意が必要です。
（1）信号源が接地されているとき信号源が接地されているときは，CA5351 出力に接続する計測器（ロックインアンプなど）の入力は接地しないでください。グラウンドループが形成されて雑音電流が流れ，コモンモ
ードノイズが発生しやすくなります。
計測器（ロックインアンプ 等）

CA5351
同軸ケーブル

同軸ケーブル
Rf

INPUT

信号源

INPUT
OUTPUT接地
信号グラウンドは接地しない（差動入力 等）

図 3-10

信号源が接地されているとき（2）信号源が接地できないとき
信号源が接地されていないときは，「図 3-11 信号源が接地できないとき」のように計測器
入力で同軸ケーブルのシールド側を接地します。接地せずに使用すると同軸ケーブルのシー
ルドにチャージ（電荷）が溜まって高電圧が発生し，感電や機器を破損する恐れがあります。
また，静電誘導により信号にノイズが混入しやすくなります。
計測器（ロックインアンプ 等）

CA5351
同軸ケーブル
信号源

同軸ケーブル
INPUT

Rf

INPUT
OUTPUT

信号グラウンドを接地する

図 3-11

信号源が接地できないとき

3-12

CA5351

3.5 操作ツリー

3.5

操作ツリー

CA5351 をパネルから操作するときの操作ツリーを以下に示します。
正面パネル
ZERO CHECK：ゼロチェックのオン/オフ

LOCAL：リモートからローカルへの復帰

I / V GAIN

：I / V ゲインの設定

RISE TIME：立ち上がり時間設定

ON / OFF：フィルタ機能オン/オフ

VALUE：電流値設定RANGE：電流レンジ設定

ON / OFF：電流サプレッション機能オン/オフ

AUTO：自動電流サプレッション

MEMORY：設定メモリ画面{ RECALL }：設定の呼び出し{ SAVE }：設定の保存{ CLEAR }：設定の消去{ NAME }：ファイル名の変更

（つづく）

3-13

CA5351

3.5 操作ツリー

UTILITY：ユーティリティ画面{ RESET }：初期化実行画面{ INPUT }：入力切替画面{ DISPLAY }：ディスプレイ設定画面{ INFORMATION }：本体情報画面{ REMOTE }：通信設定画面{ USB }

：USB 情報画面{ GPIB }：GPIB 設定画面

{ ADDRESS }{ LAN }

：アドレス設定：LAN 設定画面{ IP }：IP アドレス設定{ MASK }：サブネット・マスク設定{ GATE }：デフォルト・ゲートウェイ設定{ SELFTEST }：自己診断実行画面{ POWER-ON STATE }：電源投入時の設定{ INITIALIZE }：イニシャライズ実行画面

3-14

CA5351

3.6 基本操作

3.6

基本操作

3.6.1 メイン画面概要■メイン画面
メイン画面について説明します。
ステータス表示領域

電流サプレッション設定値

GAIN

FILTERCS

I / V GAIN

RISE TIMEVALUE［RANGE］

100 μs+800.0 nA

AUTO［ 800 nA］ AUTO

1E09

V/A

立ち上がり時間

利得設定値

電流サプレッションレンジ値
オートフィルタ
アイコン（有効時に表示）

電流サプレッション
オートレンジアイコン（有効時に表示）■ステータス表示領域
ステータス表示領域に表示されるアイコンについて説明します。
FRONT
リア入力時

REAR

ステータス
FRONT
/ REARZEROFLTCS
OV IO 他
UNCAL
RMT
/ LLO

ZERO

FLT

OV IO

CS

他のオーバ表示例

OV I

OV O

UNCAL

RMT

ローカルロックアウト時

LLO

内
容
正面（FRONT）入力端子，背面（REAR）入力端子の選択結果表示。
どちらかが必ず表示されます。
ZERO CHECK のオンオフ表示。
アイコン表示中は ZERO CHECK オンです。
フィルタ機能のオンオフ表示。
アイコン表示中はフィルタ機能がオン，アイコン非表示はフィルタ機能がオフとなります。
電流サプレッション機能のオンオフ表示。
アイコン表示中は電流サプレッション機能がオン，アイコン非表示は電流
サプレッション機能がオフとなります。
信号オーバレベル表示。
電流増幅器および出力端子での飽和レベルを検出します。
未校正状態表示。何らかの不具合により，製品の校正情報が失われ，所定の性能を維持できないときに表示されます。
故障ですので，当社または当社代理店までご連絡ください。
RMT は本器がリモート通信状態にあることの表示。
LLO はローカルロックアウト状態を示します。

3-15

CA5351

3.6 基本操作

3.6.2 基本的なキー操作
パネルの各キーについて説明します。
ZERO CHECKI/V GAINMEMORYRISE TIMEFILTER
ON/OFF

LOCAL

キー名称
ZERO CHECKVALUECURRENT
SUPPRESS
ON/OFFCANCELAUTO

UTILITY

左右カーソルI / V GAIN

利得設定へのショートカット

RISE TIME

立ち上がり時間設定へのショートカット
長押しすることでオートフィルタの有効無効化

CURRENT
SUPPRESS
ON/OFFAUTOMEMORYUTILITY
ENTER

CANCELノブ
アップダウン
左右カーソルアップダウン

ゼロチェックのオンオフ
通信状態からローカル状態への復帰

RANGE

ノブ

機能

LOCAL

FILTER
ON/OFF
VALUE

ENTER

RANGE

フィルタ機能のオンオフ
電流サプレッション値へのショートカット
電流サプレッションレンジ値へのショートカット
長押しすることでオートレンジの有効無効化
電流サプレッション機能のオンオフ
自動電流サプレッション実行
メモリ設定画面への移動
ユーティリティ画面への移動
Display OFF 時からの復帰
設定の実行決定。下位操作画面への移動
非フォーカス状態から，フォーカス表示。
フォーカス表示から設定入力状態。
ひとつ上位操作画面，または元の操作画面に戻ります。
設定入力状態からフォーカス表示。
フォーカス状態から，非フォーカス表示。
フォーカスの移動，設定値の変更。
時計回しでアップ，反時計回しでダウンします。
上下へのフォーカス移動，設定値の変更。
左右へのフォーカス移動
多桁の数値入力するとき，変更する桁の選択。

3-16

CA5351

3.6 基本操作■メイン画面の表示
起動後は，下記のメイン画面が表示されます。
FRONT

ZERO

FLT

GAIN
I / V GAIN

1E04

FILTERCS

RISE TIMEVALUE［RANGE］

V/A

1 μs

+0.000 nA

AUTO［

8 nA］AUTO■ 設定項目の選択
・フォーカス移動
メイン画面から， ENTER（ア

キーを押すとフォーカスが表示されます。ノブ，ップダウン）キー および（左右カーソル）キーを使い，変更したい設定にフォーカ

スを移動させます。
変更したい設定にフォーカスを合わせたら，さらにENTER

キーを押すと変更入力可能状態になります。
また， CANCEL
さらにCANCEL

キーを押すと，変更入力可能状態からフォーカス状態，
キーを押すとフォーカス状態からフォーカス表示のないメイン画面に戻ります。
《非フォーカス状態》
I / V GAIN

1E04

《フォーカス状態》
I / V GAIN

1E04

V/A

《フォーカス状態》
I / V GAIN

1E04

V/A

《設定入力状態》
I / V GAIN

1E04

V/A

3-17

V/A

CA5351

3.6 基本操作

・ショートカットキー
I / V GAIN

キー， RISE TIME

キー， VALUE

キーおよび

RANGE

キー押すと，

キーに該当する設定に移動し，変更入力可能な状態になります。
《非フォーカス状態》
I / V GAIN

1E04

《他の設定値》
RISE TIME

1 μs
V/A

《フォーカス状態》
I / V GAIN

1E04

《設定入力状態》
I / V GAIN

1E04

V/A

V/A

■ 設定変更I/V GAIN の場合では，1E03 V/A，1E04 V/A，．．．1E10 V/A の設定が可能で，現在表示キーで変更できます。設定は即時実行されまされている設定値から，ノブ，またはす。
《設定入力状態》
I / V GAIN

1E04

《設定入力状態》
I / V GAIN

1E05

V/A

V/A

■ 数値入力数値を設定できるパラメタにカーソルがあるとき，カーソル桁は数値の増減はキー操作あるいはノブで変更できます。

計方向回転で数値増，キーで移動し，キーあるいはノブの時

キーあるいはノブの反時計方向回転で数値減となります。設定は即時実行されます。
《設定入力状態》《設定入力状態》

CS

CS

VALUE［RANGE］

VALUE［RANGE］+0.000 nA+0.010 nA

3-18

CA5351

3.6 基本操作

3.6.3 初めてお使いになるときの簡単な操作方法
ここでは，CA5351 を初めて使う時の簡単な操作方法について説明します。
リモート制御インタフェースは接続しないでください。
次の手順で操作します。
1）初期化
2）センサ（信号源）と入力端子の接続
3）出力端子と測定器の接続
4）ゼロチェック OFF■ 初期化
CA5351 を起動したら， UTILITY

キーを押して，ユーティリティ画面に移動します。

フォーカスを RESET の右にある［Exec］に合わせENTER

画面に移動します。
［OK］にフォーカスを合わせ， ENTER

キーを押し，初期化実行

キーを押すとリセットが実行されます。
■ センサ(信号源)と入力端子の接続
CA5351 フロントパネルの入力端子（INPUT）とセンサを同軸ケーブルで接続します。
CA5351 は出荷時設定では，入力はフロントパネル側の INPUT が選択されています。
メイン画面のアイコンで確認できます。
■ 出力端子と測定器の接続
CA5351 の出力端子（OUTPUT）と測定器を同軸ケーブルで接続します。出力端子はフロント，リアの何れか片方のみを使用してください。
まだ CA5351 のゼロチェックがオンの状態なので，センサからの信号は CA5351 内部回路には接続されていません。したがって，出力電圧は，ほぼゼロになります。
■ ゼロチェックを OFF にする
パネルのZERO CHECK

キーを押して OFF にします。

CA5351 の出力端子（OUTPUT）に，センサ電流を電圧に変換した出力が現れます。

3-19

CA5351

3.7 基本設定

3.7

基本設定

■ ご使用上の注意
ゼロチェック，利得設定，電流サプレッションおよび入力切替を行う機器内部の部品（リレー）は寿命部品です。設定の切り替え回数が多くなると，劣化する可能性があります。ご使用の頻度によっては，早期にあるいは保証期間内であっても故障に至る可能性がありますので，ご注意下さい。

3.7.1 ゼロチェック
入力端子（INPUT）からの信号を，内部回路から切り離す機能です。
入力端子へのケーブル接続時，ケーブル内の電荷を放電するときや，CA5351 自身で発生するオフセット分の確認や，センサからの電流の有無を確認するときに使用します。
パネルのZERO CHECK

キーで ON/OFF が変更できます。

ゼロチェックが ON（入力は内部回路と切り離し）のとき， ZERO アイコンが表示されます。
センサからの信号を増幅するときは，ゼロチェックを OFF にします。ON のままだと増幅は行われませんのでご注意ください。
CA5351 で発生するオフセット分を確認するときや，センサからの電流の有無を確認するときに使用する機能です。ゼロチェックを ON にすると，入力端子（INPUT）の HOT（芯線）側が CA5351 内部で切り離され，20 Ω程度の低抵抗で入力端子の COLD（外皮/シールド）側に接続されます。
センサの負荷インピーダンスが低い状態を維持しつつ，CA5351 入力がオフになります。この状態で電流サプレッションを調整して CA5351 の出力電圧を 0 V にした後，ゼロチェックを
OFF にすれば CA5351 で生じるオフセット分をキャンセルすることができます。
電流サプレッション部
I / V GAIN

INPUT

FRONT

ZERO
CHECK
－
OFF

INPUT

REAR

＋

FILTER 部

ON≈20Ω
図 3-12

入力部回路

3.7.2 利得設定
CA5351 の利得は，電流/電圧変換増幅器の変換利得（I / V GAIN）です。
設定範囲は 1E03（103 ）V/A～1E10（1010 ）V/A です。
パネルの GAIN 枠内のI / V GAIN

キー，または，フォーカスを移動させ，設定入力状態にし，そのうえで設定値を変更します。

3-20

CA5351

3.7 基本設定

3.7.3 フィルタ設定
入力信号を電流/電圧変換増幅器で増幅した信号の，雑音を除去し SN 比を向上するためのフィルタを装備しています。
フィルタ特性は，減衰傾度 2 次（12dB/oct）の Bessel 特性，低域通過型です。Bessel 特性のため，パルス応答にオーバシュートが生じません。
フィルタは，立ち上がり時間で設定します。また，最速応答を得るためにフィルタを通さない設定や，I / V GAIN に応じて最適なフィルタを自動的に設定するオートフィルタ機能もあります。
1） フィルタを使用するにはパネルの FILTER 枠内のON/OFFフ ィ ル タ を ON に す る と

FLT

キーで ON/OFF が変更できます。
アイコンが表示されます。

フィルタを OFF（使用しない）に設定すると，雑音除去性能はありませんが，応答特性が最速になります。高速応答が必要なときは OFF で使用します。
2） フィルタ応答（立ち上がり時間）の手動設定
フィルタの設定範囲は 1 µs～300 ms で，1-3 シーケンスで 12通りの設定が可能です。
パネルの FILTER 枠内のRISE TIME

キー，または，フォー《設定入力状態》
RISE TIME

1 μs

カスを移動させ，設定入力状態にし，そのうえで設定値を変更し

AUTO

ます。
3） オートフィルタに設定する

フィルタ立ち上がり時間の設定には，手動で設定する方法と，I / V GAIN に応じて自動的に設定するオートフィルタの 2 種類があります。
パネルの FILTER 枠内のRISE TIME

キーを長押しする，または，立ち上がり時間設定

値の下の非アクティブな AUTO アイコンにフォーカスを移動させ， ENTER

キーを押してアクティブな状態にすることで，オートフィルタ機能が有効になります。
オートフィルタ機能を解除するには，マニュアル操作で設定値を変更するか，
再度

RISE TIME

移動させ， ENTER

キーを長押しするか，または，アクティブなアイコンにフォーカスをキーを押して非アクティブな状態にすることで解除できます。

1 μs
AUTO

RISE TIME

RISE TIME

RISE TIME
フォーカスをアイコンに移動

1 μs

ENTER キーで
機能を有効

AUTO

1 μs
AUTO

FILTER－ON の状態でオートフィルタに設定すると，手動で設定したフィルタ立ち上がり
時間から，I / V GAIN 設定に応じたフィルタ設定に変更されます。

3-21

CA5351

3.7 基本設定

表3-2 I / V ゲイン設定とオートフィルタ設定
I / VGAIN 設定
フィルタ設定(V/A)
1E10
100 µs
1E09
100 µs
1E08
30 µs
1E07
10 µs
1E06
10 µs
1E05
3 µs
1E04
1 µs
1E03
1 µs

■ 参考資料・立ち上がり時間について
立ち上がり時間の定義は，理想方形波（立ち上がり時間=0s）を入力したのときの CA5351
出力信号が，振幅の 10%から 90%に到達するまでの時間です。
立ち上がり時間
100%
90%

t

10%
0%

出力電圧波形

図 3-13立ち上がり時間の定義

I / V GAINFILTER1μs～300ms

INPUT

－

OUTPUT＋

図 3-14

CA5351 概略ブロック図

CA5351 の応答は，フィルタにより決まる立ち上がり時間の他，電流/電圧変換増幅器の応答によっても影響されます。電流/電圧変換増幅器の立ち上がり時間が tIV，フィルタの立ち上がり時間が tFILT のときの総合的な立ち上がり時間 tTOTAL は，概ね以下の式より計算できます。
tTOTAL＝ tIV2＋tFILT2

3-22

CA5351

3.7 基本設定

電流/電圧変換増幅器の立ち上がり時間は，I / V GAIN 設定により以下の値となります（参考値）。
1E10 V/A≈25 µs

1E09 V/A≈5 µs

1E08 V/A≈2 µs

1E07 V/A≈1 µs

1E06 ～ 1E03 V/A ≈0.7 µs
なお，入力端子（INPUT）に接続されるケーブルやセンサの静電容量が大きくなると，
電流/電圧変換増幅器の立ち上がり時間は大きくなります。
電流/電圧変換増幅器の立ち上がり時間と，フィルタ部の立ち上がり時間の大きい方（長い方）が，CA5351 総合の立ち上がり時間に近い値となります。
例 1) I / V GAIN が 1E10 V/A(立ち上がり時間≈25 µs），フィルタ設定が 1 µs のとき
tTOTAL＝ tIV2＋tFILT2 ＝ (25×10-6)2＋(1×10-6)2 ≈25 µs例 2) I / V GAIN が 1E10 V/A（立ち上がり時間≈25 µs），フィルタ設定が 30 µs のとき
tTOTAL＝ tIV2＋tFILT2 ＝ (25×10-6)2＋(30×10-6)2 ≈39 µs例 3) I / V GAIN が 1E10 V/A（立ち上がり時間≈25 µs），フィルタ設定が 300 µs のとき
tTOTAL＝ tIV2＋tFILT2 ＝ (25×10-6)2＋(300×10-6)2 ≈301 µs
フィルタの設定を，電流/電圧変換増幅器の立ち上がり時間より短い時間にしても，上記のように応答性が改善されることはありません。また，高周波領域でのノイズが増大します。電流/電圧変換増幅器の利得や，測定/検出する信号の応答に応じて適切なフィルタ設定を行ってください。

3-23

CA5351

3.7 基本設定

・整定時間についてフィルタを大きな時間に設定すると，高い周波数のノイズ成分が低減されて信号の SN
比が改善しますが，出力電圧が収束するまでの時間（整定時間）が長くなります。フィル
タ立ち上がり時間設定と整定時間との関係を以下に示します（理論値）。
表 3-3

フィルタ設定と整定時間
整定時間
フィルタ設定10%1%
1 µs
1.19 µs
1.70 µs
3 µs
3.57 µs
5.11 µs
10 µs
11.9 µs
17.0 µs30 µs35.7 µs
51.1 µs
100 µs119 µs170 µs300 µs357 µs511 µs
1 ms
1.19 ms
1.70 ms
3 ms
3.57 ms
5.11 ms
10 ms
11.9 ms
17.0 ms
30 ms
35.7 ms
51.1 ms
100 ms
119 ms
170 ms
300 ms
357 ms
511 ms・周波数特性との関連
フィルタ立ち上がり時間設定を大きくするほど，低い周波数帯域の信号しか通過しなくなります。高い周波数成分が必要な場合は，フィルタ設定を小さくします。フィルタ設定と周波数帯域（-3dB 減衰する周波数）との関係を以下に示します（理論値）。
表 3-4 フィルタ設定と帯域幅フィルタ設定-3dB 帯域幅1 µs
340 kHz3 µs
114 kHz
10 µs
34 kHz30 µs
11.4 kHz
100 µs
3.4 kHz300 µs1.14 kHz
1 ms
340 Hz3 ms
114 Hz
10 ms
34 Hz
30 ms
11.4 Hz
100 ms3.4 Hz
300 ms1.14 Hz

3-24

CA5351

3.7 基本設定

3.7.4 電流サプレッション設定
センサの暗電流をキャンセル，CA5351 自体のオフセット成分の除去するため，本体内部に電流源を装備しています。センサの暗電流をキャンセルすれば，CA5351 の利得をより大きな値に設定でき，測定感度を向上できます。
1） 電流サプレッションを使用するにはパネルの CURRENT SUPPRESS 枠内のON/OFF

電 流 サ プ レ ッ シ ョ ン を ON に す る とCS

キーで ON/OFF が変更できます。
アイコンが表示されます。
《設定入力状態》

2） レンジの手動設定
電流レンジの設定範囲は，8 nA／80 nA／800 nA／8 µA／80 µA／800 µA／8 mA の 7 レンジです。
パネルの CURRENT SUPPRESS 枠内の

RANGE

キー，

または，フォーカスを移動させ，設定入力状態にし，そのうえ

CS
VALUE［RANGE］+0.000 nA［

8 nA］AUTO

で設定値を変更します。
《設定入力状態》

3） 電流値の手動設定
電流値の設定範囲は，各レンジで±8000 の設定分解能があります。

VALUE［RANGE］+0.000 nA

レンジと電流値の詳細を表に示します。
パネルの CURRENT SUPPRESS 枠内の

CS

VALUE

キー，ま

［

8 nA］AUTO

たは，フォーカスを移動させ，設定入力状態にし，そのうえで
数値入力を行います。
表 3-5
レンジ
8 nA
80 nA
800 nA8 µA
80 µA
800 µA
8 mA

電流サプレッション設定範囲および分解能
設定範囲-8.000 nA ～ +8.000 nA-80.00 nA ～ +80.00 nA-800.0 nA ～ +800.0 nA-8.000 µA ～ +8.000 µA-80.00 µA ～ +80.00 µA-800.0 µA ～ +800.0 µA-8.000 mA ～ +8.000 mA

3-25

設定分解能
0.001 nA （1 pA）
0.01 nA （10 pA）
0.1 nA （100 pA）
0.001 µA （1 nA）
0.01 µA （10 nA）
0.1 µA （100 nA）
0.001 mA（1 µA）

CA5351

3.7 基本設定

4） オートレンジに設定する
電流レンジは，設定されたレンジに固定され，その範囲内でしか電流値は設定できません。
そこで，オートレンジに設定することで，電流値がレンジを超えた場合，前後レンジへ自動的に変更できます。
パネルの CURRENT SUPPRESS 枠内のRANGE

キーを長押しする，または，レンジ値の右の非アクティブな AUTO アイコンにフォーカスを移動させ， ENTER

キーを押してアクティブな状態にすることで，オートレンジ機能が有効になります。
オートレンジを解除するには， RANGE

キーを押して，マニュアル操作で設定値を変更するか，再度RANGE

せ， ENTER

キーを押して非アクティブな状態にすることで解除できます。

キーを長押しするか，アクティブなアイコンにフォーカスを移動さ

CS

CS

CS

VALUE［RANGE］+0.000 nA
8 nA］AUTO［

VALUE［RANGE］

フォーカスをアイコンに移動+0.000 nA［

VALUE［RANGE］

ENTER キーで機能を有効

8 nA］AUTO+0.000 nA［

8 nA］AUTO

5） オート電流サプレッション
センサからの暗電流を打ち消すために，必要なレンジと電流値を自動的に設定する機能です。
センサなど信号源を入力端子に接続した状態で，パネルの CURRENT SUPPRESS 枠内のAUTO

キーで実行します。

実行した時点での入力電流に対して，出力電圧がほぼ 0V になるようにレンジと電流値を調整します。
実行中はメッセージが表示され，調整後，自動的に電流サプレッションは ON になります。
整定時間が長い状態では，自動設定に時間が掛かることがあります。
■ 制約事項
以下の場合，オート電流サプレッションは実行されません。
・ゼロチェックが ON のとき。
・オーバロードが点灯しているとき。
・自動設定中に入力電流が変動され，設定範囲外になったとき。
この場合，実行前の設定に戻ります。
・ CANCEL

キーが押され中断したとき。

3-26

CA5351

3.7 基本設定■ 参考資料
1GΩ
100MΩ
10MΩ
1MΩ
100kΩ
10kΩ
1kΩ

OFF
8nA
80nA
800nA
8μA
80μA
800μA
8mA

I / V GAIN

直流電圧源
-8.000V～+8.000V
分解能 0.001V

ZERO
CHECK

－
＋

図 3-15FILTER 部

電流サプレッションのブロック図

なお，電流サプレッション機能を使用すると，CA5351 出力信号の雑音は増えるのでご注意ください。
I / V GAIN が大きいほど，またサプレッションレンジが大きいほど（大きな電流値ほど），雑音が増える度合は大きくなります。

3-27

CA5351

3.7 基本設定〈BLANK〉

3-28

CA5351

4. 応用操作

4. 応用操作例 ................................................................................................. 4-1
4.1

ユーティリティ ....................................................................... 4-2

4.1.1

RESET（初期化実行画面） ................................................ 4-3

4.1.2

INPUT（入力切替画面） ..................................................... 4-3

4.1.3

DISPLAY（ディスプレイ設定画面） .................................. 4-3

4.1.4

INFORMATION（本体情報画面） ....................................... 4-3

4.1.5

REMOTE（通信設定画面） ................................................ 4-4

4.1.6

SELFTEST（自己診断実行画面） ...................................... 4-5

4.1.7

POWER-ON STATE（電源投入時設定画面） ..................... 4-5

4.1.8

INITIALIZE（イニシャライズ実行画面） ............................ 4-6

4.2

メモリ操作 .............................................................................. 4-6

4.2.1

RECALL（復帰） ................................................................ 4-7

4.2.2

STORE（保存） ................................................................. 4-7

4.2.3

CLEAR（消去） .................................................................. 4-7

4.2.4

RENAME（メモリ名変更） ................................................ 4-7

4-1

CA5351

4.1 ユーティリティ

4.1

ユーティリティ

パネルのUTILITY

キーを押すと，ユーティリティ画面が表示されます。

ユーティリティ画面では，設定初期化，入力切り換え，表示器設定，製品情報表示，リモー
ト設定，自己診断，電源投入時設定および工場出荷時設定が行えます。
UTILITY
RESET

EXEC

REMOTE

SETUP

INPUT

SETUP

SELFTESTEXECDISPLAYSETUP

POWER-ON STATESETUP

INFORMATIONVIEW

INITIALIZE

EXEC

設定項目・実行項目

アイコン（アップダウン）キー

設定項目ないし実行項目の右に表示されるアイコンに，ノブ，（左右カーソル）キーを使い，フォーカスを移動させます。

およびアイコンにフォーカスを合わせたら， ENTER

キーを押すことで，設定項目ないし実行項

目の詳細ウィンドウが開きます。詳細ウィンドウは， CANCEL

キーを押すことで閉じ，ユーティリティ画面に戻ることができます。
さらにCANCEL

キーを押すことで，ユーティリティ画面からメイン画面に戻ることができます。
アイコンにフォーカスを合わせたら， ENTER

キーを押すと変更入力可能状態になります

ので，パラメタを選択します。

INPUT
INPUT

INPUT
INPUT

FRONT

REAR

■ 制約事項ユーティリティ画面表示中は， ZERO CHECK キ ー，FILTER 枠の
CURRENT SUPPRESS 枠内のON/OFF

キーおよび

4-2

AUTO

ON/OFFキー，

キーの操作は無効です。

CA5351

4.1 ユーティリティ

4.1.1 RESET（初期化実行画面）
初期化実行画面では，ゼロチェックをオン，入力切替をフロ

MESSAGEント，利得設定を 1E04，フィルタ設定をオートフィルタかつ

RESET

READY ?

オン，電流サプレッション設定を 8 nA レンジ，電流値を 0 nA
かつオフに，動作設定の初期化を行います。
OK アイコンにフォーカスを合わせたら， ENTER

キーを

CANCELOK

押すと，初期設定が実行されます。
初期化される内容は  「3.2.3

初期設定」を参照してください。

4.1.2 INPUT（入力切替画面）
入力切替画面では，フロントパネル（FRONT）とリアパネル（REAR）にある入力端子（INPUT）を選択できます。

INPUT
INPUT

FRONT

■ 制約事項CANCELゼロチェックがオフの状態で，入力切替が実行された場合，

OK

ゼロチェックがオンになります。

4.1.3 DISPLAY（ディスプレイ設定画面）
ディスプレイ設定画面では，バックライトの輝度，表示色調を変更できます。
バックライトの輝度は，1 から 3 の三段階（3 が一番明るい）DISPLAYBACK LIGHT
COLOR

2
DARK

および OFF が選択できます。OFF はバックライト以外にパイ
CANCEL

ロットランプなども消灯されます。

OK

表示色調は，紺色背景に白文字の DARK，灰色背景に黒文字の GRAY，黄緑色背景に黒文字の LIGHT が選択できます。
OK アイコンにフォーカスを合わせたら， ENTER

キーを押すと設定が反映されます。

■ 画面復帰バックライトを OFF（消灯）状態では設定が困難です。 UTILITY

キー以外のキー操作

は無効になります。
UTILITY

キーを押すことで，画面を復帰することができます。

4.1.4 INFORMATION（本体情報画面）
本体情報画面では，この製品の型名，ファームウェアバージ
ョン，最終調整日，積算稼働時間が表示されます。

INFORMATION
MODEL

CA5351FW Ver.

1.00

ADJ. DATA

2020/09/01

WORK TIME

999,999 hr
OK

4-3

CA5351

4.1 ユーティリティ

4.1.5 REMOTE（通信設定画面）
外部制御インタフェースを USB／GPIB／LAN から選択します。利用したいインタフェース
および詳細な設定を入力したら，OK アイコンにフォーカスを合わせ， ENTER

キーを押す

ことで確定します。
また，通信コマンドを SCPI（Standard Commands for Programmable Instruments）と，
当社製品 CA5350 用互換コマンドの選択が可能です。
1）USB
USB では特に設定はありません。設定画面内にベンダーID（16 進表記），プロダクト ID（16 進表記），シリアル番号が表示されます。
REMOTE
INTERFACE

COMMANDUSB

VENDOR

0D4A

PRODUCT

0068

SERIAL

SCPI

9999999

OK

CANCEL

2）GPIB
GPIB では，アドレスを 0 から 30 に設定できます。
REMOTE
INTERFACEGPIB

ADDRESS

2

COMMANDSCPIOKCANCEL

3）LANLAN では，IP アドレス，サブネット・マスク，デフォルト・ゲートウェイの設定ができます。
REMOTE
INTERFACE

COMMAND

LAN

SCPI

IP

192

168

0

2

MAC

00:14:CE:00:00:00

MASK

255

255

255

0

PORT

5025

GATE

0

0

0

0
OK

CANCEL

4）Command
通信コマンドは，通常 SCPI です。COMMAND 右にあるアイコンを選択し，5350 を選択することで，当社製品 CA5350 用互換コマンドでも制御可能です。
詳細は  「5.8CA5350コマンドの互換性」

4-4

CA5351

4.1 ユーティリティ

4.1.6 SELFTEST（自己診断実行画面）

MESSAGE

自己診断は，利得設定および電流サプレッション設定を自動

START SELFTEST ?

的に切り替え，内部状態をチェックします。
OK アイコンにフォーカスを合わせたら， ENTER

キーを押すと，自己診断が実行されます。

Cancel

OK

正常であれば“Pass”のメッセージが表示されます。
“Fail”と表示された場合は異常ですので，「6.1.2

パネル

MESSAGEMESSAGE No.11

操作時のエラー」を参照ください。

SELFTEST DONE
Pass
0x00010000■ 実行中の注意事項

OK

自己診断中は，出力端子（OUTPUT）に振幅が発生します。
出力端子にケーブルを接続しないことをお奨めします。

4.1.7 POWER-ON STATE（電源投入時設定画面）
電源投入（復帰）した時の起動状態およびゼロチェック状態

POWER-ON STATEPOWER-ON

STBY/ZEROを設定できます。
例えば，スタンバイスイッチでオフにできない，ラックなどに組み込んで他の機器と一括で電源供給のオン／オフ操作が行

CANCEL

OK

われる場合，CA5351 が動作中に電源が切断され，電源再投入（復帰）時にスタンバイ状態を経由せずに起動することも設定可能です。
スタンバイスイッチで正常にオフした場合は，電源再投入時は常にスタンバイ状態になります。
設定で STBY/ZERO ないし STBY を選択した場合は，CA5351 が動作中に電源が切断され，電源再投入（復帰）時でも，必ずスタンバイ状態になります。
設定で LAST/ZERO ないし LAST を選択した場合は，CA5351 が動作中に電源が切断され，電源再投入（復帰）時は，スタンバイ状態を経由せずに起動します。
また，ゼロチェック状態は，設定で STBY/ZERO ないし LAST/ZERO であれば，必ずオンになります。設定で STBY ないし LAST であれば，動作終了時点でのゼロチェックの状態を記憶し，再起動時に復元します。

1
2
3
4

設定
STBY/ZEROSTBY
LAST/ZERO
LAST

起動の状態
必ずスタンバイ状態になる。
スタンバイスイッチでオフした場合はスタンバイ状態になる。
それ以外はスタンバイ状態を経由せずに起
動する。

4-5

ゼロチェックの状態
必ずオンになる。
レジュームによる。
必ずオンになる。
レジュームによる。

CA5351

4.2 メモリ操作

MESSAGE

4.1.8 INITIALIZE（イニシャライズ実行画面）

INITIALIZE READY ?

イニシャライズ実行画面では，CA5351 を工場出荷時の状態に戻すことができます。
OK アイコンにフォーカスを合わせたら， ENTER

キーを押すと，イニシャライズが実行されます。

Cancelイニシャライズにより初期化される内容は  「3.2.3

OK

初期設定」を参照してください。

4.2

メモリ操作

パネルの MEMORY キーを押すと，設定メモリ画面が表示されます。
設定メモリ画面では，設定メモリが 10 組装備され，No.1 から No.9 はユーザが任意に復帰，保存，クリア，メモリ名変更できます。
No.0 は電源起動時の設定が記憶され，復帰のみ実行できます。
MEMORYMENUMEMORY
No.1 DEFAULT
No.2 DEFAULT
No.3 DEFAULT
No.4 DEFAULT
No.5 DEFAULT

RECALLSTORE
CLEAR
RENAME

メニュ項目

スを移動させ， ENTER

RECALLSTORE
CLEAR
RENAME（アップダウン）キーを使い，フォーカ

キーを押すと，フォーカスはメモリ一覧に移動します。

MEMORY
No.1 DEFAULT
No.2 DEFAULT
No.3 DEFAULT
No.4 DEFAULT
No.5 DEFAULT

メモリ一覧から実行したいメモリ番号を，ノブ，び

DEFAULTDEFAULTDEFAULTDEFAULTPWR ON

メモリ一覧

メニュ項目から実行したい項目に，ノブ，

MEMORY
MENU

No.6
No.7
No.8
No.9
No.0

No.6
No.7
No.8
No.9
No.0

DEFAULTDEFAULTDEFAULTDEFAULTPWR ON（アップダウン）キーを使い およ（左右カーソル）キーを使い，フォーカスを移動させ， ENTER

作が実行されます。 CANCEL
さらに CANCEL

キーを押すと，操キーを押すと，メニュ項目に戻ります。

キーを押すこと，設定メモリ画面からメイン画面に戻ることができます。

4-6

CA5351

4.2 メモリ操作■ 制約事項
メモリ操作画面表示中は， ZERO CHECKCURRENT SUPPRESS 枠内のON/OFF

キー，FILTER 枠の

キーおよび

AUTO

ON/OFFキー，

キーの操作は無効です。

4.2.1 RECALL（復帰）設定メモリに保存した内容を復帰します。復帰を実行するとメイン画面に移動します。
工場出荷時状態は「DEFAULT」と表示されます。
■ 制約事項
復帰を実行した場合，ゼロチェックは強制的にオンになります。

4.2.2 STORE（保存）現在の設定内容を設定メモリに保存します。
保存するとメモリ名は「MEM01（数値はメモリ番号）」に変更されます。

4.2.3 CLEAR（消去）
指定した設定メモリの内容を消去します。
消去されると工場出荷時状態になり，「DEFAULT」に変更されます。

4.2.4 RENAME（メモリ名変更）
指定した設定メモリ番号の名前を変更します。
メモリ一覧から変更したいメモリ番号選択し， ENTER
メモリ名にカーソルが現れますので，キー，ノブおよびキーを押します。

（左右カーソル）（アップダウン）キーを使いメモリ

名を編集します。
文字列は｛空白 A～Z 0～9｝から最大 8 文字を指定できます。
ENTER

キーないし

CANCELMEMORY
No.1 CA5351
A
No.2 DEFAULT

キーを押すと，メモリ番

号選択画面に戻ります。
編集内容は随時記憶されますので，画面を遷移しても編集内容は反映されます。

■ レジューム
CA5351 には，レジューム機能があり，最後に操作された状態を記憶しています。
結果として，電源オフ直前の設定を記憶し，再起動時に設定を復元します。
レジュームメモリは，ユーザから直接操作はできません。
レジュームと各パラメタの関係は  「3.2.3

4-7

初期設定」を参照してください。

CA5351

4.2 メモリ操作〈BLANK〉

4-8

CA5351

5. リモート制御

5. リモート制御 .............................................................................................. 5-1
5.1

使用前の準備 ........................................................................... 5-2

5.1.1

外部制御インタフェースの選択 .......................................... 5-2

5.1.2

USBの概要 .......................................................................... 5-2

5.1.3

GPIBの概要 ........................................................................ 5-3

5.1.4

LANの概要 .......................................................................... 5-5

5.1.5

通信についての注意事項 ..................................................... 5-6

5.2

リモート/ローカル状態の切り換え .......................................... 5-7

5.3

インタフェース・メッセージへの応答 .................................... 5-8

5.4

コマンド一覧 および コマンド・ツリー ................................ 5-9

5.4.1

コマンド一覧 ...................................................................... 5-9

5.4.2

コマンド・ツリー ............................................................. 5-10

5.5

コマンド解説 ......................................................................... 5-11

5.5.1

コマンドの概要 ................................................................. 5-11

5.5.2

シーケンシャル・コマンド ............................................... 5-21

5.5.3

コマンド詳細説明 ............................................................. 5-22

5.6

ステータス・システム ........................................................... 5-30

5.6.1

ステータス・システムの概要 ........................................... 5-30

5.6.2

ステータス・バイト .......................................................... 5-31

5.6.3

スタンダード・イベント・ステータス ............................. 5-32

5.6.4

オペレーション・ステータス ........................................... 5-34

5.7

エラーメッセージ .................................................................. 5-37

5.8

CA5350コマンドの互換性 ..................................................... 5-39

5.8.1

CA5350ステータス・バイト ............................................. 5-39

5.8.2

CA5350コマンド対応一覧 ................................................ 5-41

5.8.3

CA5350コマンド詳細説明 ................................................ 5-42

5.9

コマンド実行例 ..................................................................... 5-48

5.9.1

CA5351コマンド ............................................................... 5-48

5.9.2

CA5350コマンド ............................................................... 5-48

5-1

CA5351

5.1 使用前の準備

5.1

使用前の準備

CA5351 は USB，GPIB，LAN でリモート制御ができます。
コントローラからプログラム・メッセージを送ることで，パネル操作と同じように制御したり，設定状態を応答メッセージとして受け取ることができます。

5.1.1 外部制御インタフェースの選択
インタフェースは，USB，GPIB，LAN のどれかひとつを選んで使います。各インタフェー
スのコネクタは，CA5351 の背面パネルにあります。複数のインタフェースを同時に使うことはできません。

5.1.2 USB の概要
5.1.2.1

コントローラの準備

USB インタフェースを使うときは，USB インタフェースが装備されているコントローラ（制御用コンピュータ）を用意してください。
コントローラに USBCDC（Universal Serial Bus Communication Device Class）ドライ
バをインストールしてください。
■USBCDC ドライバ
Windows10 より前のバージョンでは，USBCDC ドライバを必要とします。
USBCDC ドライバは，当社ホームページ（http://www.nfcorp.co.jp）からダウンロー
ドできます。
5.1.2.2

CA5351 の準備

設定方法は，「4.1.5

REMOTE（通信設定画面）」を参照してください。

ベンダーID は当社を示す番号です。
Vendor ID＝0D4A（16 進表記）です。
プロダクト ID は CA5351 を示す製品番号です。
Product ID＝0068（16 進表記）です。
シリアル番号は機器に固有な 7 桁の製造番号です。
Serial Number＝1234567（例）■メッセージ・ターミネータ
一組のコマンドや応答の最後には，その終端を示すターミネータが必要です。
CA5351 が送信する応答メッセージ・ターミネータは，LF に固定されています。
CA5351 が受信するプログラム・メッセージ・ターミネータも，LF に固定されています。
《補足》
CA5350 コマンドでは，CA5351 の EOI の有無や、送信ターミネータの変更ができるので固定されてません。

5-2

CA5351

5.1 使用前の準備

5.1.2.3

制約 および 注意 SRQ など GPIB 固有の機能は使えません。
 CA5351 は，市販の USB ケーブルを用いて，コンピュータ本体の USB コネクタと接続します。USB ハブを経由した接続では，正しく動作しないことがあります。

5.1.3 GPIB の概要
GPIB は環境の良いところで使用することを想定したインタフェースです。雑音の多い場所
での使用は避けてください。
5.1.3.1

コントローラの準備

コントローラ（制御用コンピュータ）に，市販の GPIB インタフェースカードなどを装着して，CA5351 と GPIB ケーブルで接続してください。GPIB のドライバソフトウェアについては，お使いになる GPIB インタフェースカードなどのマニュアルをご覧ください。
本器は National Instruments 社の提供する NI-VISA（16.0）にて動作の確認を行っております。
5.1.3.2

CA5351 の準備

GPIB では，システム内の機器を機器固有のアドレスで識別します。各機器に異なる GPIB
アドレスを設定してください。
設定方法は，「4.1.5

REMOTE（通信設定画面）」を参照してください。

■メッセージ・ターミネータ
一組のコマンドや応答の最後には，その終端を示すターミネータが必要です。
CA5351 が送信する応答メッセージ・ターミネータは，LF^EOI に固定されています。
CA5351 が受信するプログラム・メッセージ・ターミネータは，次のどれでも使えます。
・LF

Line Feed コード

・LF^EOIEOI（END メッセージ）を伴った LF

・(最後のコード)^EOI

最後のコードに付加された EOI（END メッセージ）《補足》
CA5350 コマンドでは，CA5351 の EOI の有無や、送信ターミネータの変更ができるので固定されてません。

5-3

CA5351

5.1 使用前の準備

5.1.3.3

GPIB 使用上の注意

・ GPIB コネクタは，バスに接続したすべての機器の電源を切った状態で着脱してください。
・ GPIB を使用するときは，バスに接続したすべての機器の電源を入れてください。
・ GPIB でひとつのバスに接続できる機器は，コントローラを含めて 15 台までです。
また，ケーブルの長さに次の制限があります。
－ ケーブル長の合計 ≦ （2m × 機器の数 と 20m のうち短い方）－ 1 本のケーブルの長さ ≦ 4m
・ GPIB のアドレスは，各機器ごとに異なる値を設定してください。ひとつのバス上に同じアドレスを持つ機器があると，出力の衝突により機器を損傷する恐れがあります。
5.1.3.4

GPIB の基本仕様■GPIB 準拠規格
IEEE std 488.1-1987，IEEE std 488.2-1992■IEEE std 488.1-1987 インタフェース機能
SH1

送信フロー制御全機能あり

AH1

受信フロー制御全機能あり

T6

基本トーカ，シリアル・ポール，リスナ指定によるトーカ解除の機能あり
トーク・オンリ機能なし

L4

基本リスナ機能，トーカ指定によるリスナ解除機能あり
リスンオンリ機能なし

SR1

サービス・リクエスト全機能あり

RL1

リモート・ローカル全機能あり

PP0

パラレル・ポール機能なし

DC1

デバイス・クリア全機能あり

DT0

デバイス・トリガ機能なし

C0

コントローラ機能なし

E1

オープン・コレクタ・ドライブ

5-4

CA5351

5.1 使用前の準備

5.1.4 LAN の概要
5.1.4.1

コントローラの準備

LAN インタフェースを使うときは，LAN インタフェースが装備されているコントローラ（制御用コンピュータ）を用意してください。CA5351 は TCP/IP プロトコルで通信できます。
5.1.4.2

CA5351 の準備

設定方法は，「4.1.5

REMOTE（通信設定画面）」を参照してください。

■IP アドレス
IP（Internet Protocol）において，機器を特定するためのアドレス（論理アドレス）を設定します。192.168.0.0 から 192.168.255.255 の範囲は，小規模なローカルネット
ワーク（クラス C）内で自由に使えるプライベート IP アドレスです。
■サブネット・マスク
IP アドレスの内，上位のネットワークアドレスと下位のホストアドレスを分離するマ
スクを設定します。
■デフォルト・ゲートウェイ
外部のネットワークにアクセスするとき，暗黙のうちに使用するゲートウェイ（中継器）の IP アドレスを設定します。
■ポート番号
CA5351 が TCP プロトコルで通信するときのポート番号です。変更できません。10 進
表記です。
■MAC アドレス
機器固有のアドレス（物理アドレス）を表示します。変更はできません。
■メッセージ・ターミネータ
一組のコマンドや応答の最後には，その終端を示すターミネータが必要です。
CA5351 が送信する応答メッセージ・ターミネータ および CA5351 が受信するプログ
ラム・メッセージ・ターミネータは，LF に固定されています。
《補足》
CA5350 コマンドでは，CA5351 の EOI の有無や、送信ターミネータの変更ができるので固定されてません。

5.1.4.3

接続CA5351 はストレートケーブルとクロスケーブルを判別いたしますので，どちらのケーブルも使用することが出来ます。
接続先が使用可能なケーブルを利用し，接続してください。
5.1.4.4

制約 および 注意 SRQ など GPIB 固有の機能は使えません。

5-5

CA5351

5.1 使用前の準備

5.1.5 通信についての注意事項■入力バッファ・送られたコマンドは，一度入力バッファに蓄えられ，順に解釈，実行されます。
入力バッファは 1024 バイトです。このサイズを超えるプログラム・メッセージでも，順次すべて解釈，実行されます。
・解釈，実行時に規定外のコマンドが発見されるとエラーになり，それ以降，プログラ
ム・メッセージ・ターミネータに達するまでのコマンドは実行されません。
■出力バッファ・出力バッファの容量は 1024 バイトです。
・最大容量を越えると，出力バッファがクリアされ，スタンダード・イベント・ステー
タス・レジスタのクエリ・エラー・ビットが 1 にセットされます。これ以降もコマンドの解釈，実行は通常どおり行われますが，プログラム・メッセージ・ターミネータに達するまでに生成される応答メッセージはすべて廃棄されます。
■エラー待ち行列・保持できるエラー・メッセージは最大 16 個です。
・これを超えると，16 番目のエラー・メッセージが"Queue overflow"に変わり，エラー・
キューがオーバフローしたことを示します。これ以降のエラー・メッセージは廃棄されます。なお，15 番目までのエラー・メッセージは保持されます。
■プログラム・メッセージ・ターミネータ
コントローラからコマンドを送出するとき，プログラム・メッセージ・ターミネータ
として LF（Line Feed，0x0A hex），または CRLF (Carriage Return, 0x0D hex + Line
Feed，0x0A hex )を送出文字列の最後に付加してください。また，最後のバイトに EOI（END メッセージ）を付加してください。LF や CRLF，EOI を付加しないでコマンドを送ると，機器によっては正しく動作しないことがあります。
制御用コンピュータで使用するドライバソフトウェアによっては，コマンド本体とは別にプログラム・メッセージ・ターミネータを指定しないと，プログラム・メッセージ・
ターミネータが出力されないことがあります。ラインフィード（LF）ではなくニューライン（NL）と表記されることがありますが，バイナリコードは同じです。
USB および LAN には，END メッセージの概念がないので，EOI を付加しません。
■USB，LAN における制約
GPIB 固有の機能は使えません。以下に例を示します。
GTL（Go To Local）メッセージの受信
LLO（Local Lockout）メッセージの受信
GET（Group Execute Trigger）メッセージの受信
REN（Remote Enable）メッセージの受信
SRQ（Service Request）メッセージの送信
シリアル・ポール（SPE / SPD の受信 および ステータス・バイトの送信）
END メッセージ（メッセージ・ターミネータとしての EOI 信号）の送信

5-6

CA5351

5.2 リモート/ローカル状態の切り換え

5.2

リモート/ローカル状態の切り換え

外部制御に関連して，CA5351 にはリモート状態とローカル状態があります。
ローカル状態では，すべてのパネル操作が可能です。
リモート状態では，ローカルに戻す操作と電源を落とす操作を除き，パネル操作が無効になります。
■リモート状態にする
通常，GPIB から操作するとリモート状態になります。これはコントローラ側のドライバの機能によります。通信規格上は，REN ラインを真にして機器をリスナに指定すると，その機器はリモート状態になります。USB（USBCDC），LAN でも同様に動作します。
■ローカル状態にする
パネルの

LOCAL

キーを押すと，リモート状態からローカル状態に戻せます（ローカル・ロックアウトのときは除く）。
コントローラからは，GTL コマンドを送るか，REN ラインを偽に戻すことでローカルにできます。GPIB のケーブルを外すと，REN ラインが偽になるため，ローカル状態に戻ります。USB および LAN でも同様にケーブルを抜くとローカルに戻ります。
■パネルからのローカル操作を禁止する
コントローラからローカル・ロックアウトを指定すると，不用意なローカル操作を禁止できます。ローカル・ロックアウト中はLOCAL

キーを押してもローカルに戻せません。
ローカル・ロックアウトでも，コントローラからローカルに戻す操作は有効です。
USB および LAN には対応してません。
■LAN におけるリモート/ローカル動作CA5351 にコマンドを送ると，CA5351 はリモート状態になります。
LOCAL

キーを押してローカル状態に戻すと，パネル操作が可能になります。

■外部制御状態表示
リモート/ローカルの状態は画面上部のステータス表示領域のアイコンで確認できます。
・アイコンなし

ローカル状態

・RMT アイコン

リモート状態・LLO アイコン

ローカル・ロックアウト状態

5-7

CA5351

5.3 インタフェース・メッセージへの応答

5.3

インタフェース・メッセージへの応答

主な IEEE-488.1 インタフェース・メッセージへの応答を以下に示します。
表 5-1

インタフェース・メッセージに対する応答

メッセージ

機

IFC

< InterFace Clear >能GPIB インタフェースを初期化します。
指定されているリスナ，トーカを解除します。
DCL, SDC< Device Clear >，< Selected Device Clear >入力バッファをクリアし，コマンドの解釈・実行を中止します。
出力バッファをクリアし，ステータス・バイト・レジスタのビット 4（MAV）をクリアします。

LLO< Local LockOut >

LOCAL
GTL

キーによるリモート状態からローカル状態への移行を禁止します。

< Go To Local >ローカル状態にします。

コントローラからインタフェース・メッセージを送る方法は，デバイス・ドライバによって異なります。詳しくは各ドライバのマニュアルをご覧ください。

5-8

CA5351

5.4 コマンド一覧 および コマンド・ツリー

5.4

コマンド一覧 および コマンド・ツリー

5.4.1 コマンド一覧
CA5351 の外部制御コマンドの一覧を示します。
なおここでは，省略可能なキーワードは全て省略したショートフォーム形式で記載しています。各コマンドのロングフォームやパラメタの形式は，詳細欄に記載のページで確認してください。
補足：データの読み出しを行うコマンドはクエリと呼ばれ疑問符で終わります。この表では，設定と読み出しの両方が可能な機能については，クエリを省略しています。
また，表中の「R/W 項目」はクエリ(R)，設定(W)の有無を，「*RST 項目」は*RST
コマンドにより初期化されることを表しています。
【アンプ設定コマンド】
R/W
R/W
W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

*RST
○
－
○
○
○
○
○
○
○

詳細
P5-24
P5-25
P5-25
P5-25
P5-25
P5-26
P5-26
P5-26
P5-26

機能
設定メモリへ保存実行
設定メモリから読み出し実行
設定メモリの初期化
設定メモリ名

R/W
W
W
W
R/W

*RST
－
－
－
－

詳細
P5-23
P5-23
P5-27
P5-27

機能
バックライト(LCD の輝度)
カラー
ゼロチェック状態
入力コネクタ
設定初期化
機器固有情報の問合せ
自己診断の実行，結果問合せ
自己診断結果 問合せ
前の全コマンド終了を通知
コマンド，クエリの実行待ち

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
W
R
R/W
R
R/W
W

*RST
○
－
○
○
－
－
－
－
－
－

詳細
P5-24
P5-24
P5-27
P5-27
P5-23
P5-22
P5-29
P5-23
P5-22
P5-23

コマンド
:INP:BIAS:CURR:INP:BIAS:CURR:AUTO:INP:BIAS:CURR:RANG:INP:BIAS:CURR:RANG:AUTO:INP:BIAS:CURR:STAT:INP:FILT:INP:FILT:TIME:INP:FILT:TIME:AUTO:INP:GAIN

機能
カレントサプレッション（CS）値
カレントサプレッション（CS）の自動設定
カレントサプレッション（CS）レンジ
カレントサプレッション（CS）レンジ自動調整
カレントサプレッション（CS）状態
フィルタ状態フィルタの立ち上がり時間
フィルタの立ち上がり時間自動調整
I/V ゲイン値【メモリコマンド】
コマンド
*SAV
*RCL
:MEM:STAT:DEL:MEM:STAT:DEF【ユーティリティコマンド】
コマンド:DISP:BRIG:DISP:COL:INP:ROUT:TERM
*RST
*IDN?
:SYST:TEST
*TST?
*OPC
*WAI

5-9

CA5351

5.4 コマンド一覧 および コマンド・ツリー【ステータス・システム・コマンド】
コマンド
*CLS
*ESE
*ESR?
*SRE
*STB?
:STAT:OPER:COND?
:STAT:OPER:ENAB:STAT:OPER?
:STAT:OPER:NTR:STAT:OPER:PTR:SYST:ERR?

機能
ステータス・レジスタとエラー・キュークリア
スタンダード・イベント・ステータス
イネーブル・レジスタ
スタンダード・イベント・ステータス
レジスタの問合せ
サービス・リクエストイネーブル・レジスタ
ステータス・バイト・レジスタの問合せ
オペレーション・ステータス
コンディション・レジスタの問合せ
オペレーション・ステータス
イベント・イネーブル・レジスタ
オペレーション・ステータス
イベント・レジスタの問合せ
オペレーション・ステータス
負トランジション・フィルタ
オペレーション・ステータス
正トランジション・フィルタ
エラー・メッセージの問合せ

R/W
W
R/W

*RST
－
－

詳細
P5-22
P5-22

R

－

P5-22

R/W
R
R

－
－
－

P5-22
P5-23
P5-27

R/W

－

P5-28

R

－

P5-28

R/W

－

P5-28

R/W

－

P5-28

R

－

P5-28

5.4.2 コマンド・ツリー
CA5351 のサブシステム・コマンド・ツリーを以下に示します。
ツリー中の角括弧（ [ ] ）は，省略可能なキーワードを表しています。
＜ルート＞
DISPlay
INPut

コマンド・ツリー
BRIGhtness
COLor
BIAS

CURRent
AUTO
RANGe
AUTO
STATe

FILTer[STATe]TIME
AUTO

MEMoryGAIN[STATe]
STATe

ROUTe
STATusTERMinals
OPERation

SYSTemERRor
TEST

DEFineDELeteCONDition
ENABle[EVENt]NTRansition
PTRansition

5-10

CA5351

5.5 コマンド解説

5.5

コマンド解説5.5.1 コマンドの概要
CA5351 のコマンドは，IEEE488.2 で定義された共通コマンドと，機器固有の機能に対応するサブシステム・コマンドに大別されます。
5.5.1.1

表記方法

本書では説明の便宜上，下記の表記を用います。
<>< > 内はパラメタまたは，パラメタの形式を表します。

[][ ] 内はオプションを示し，省略することができます。

{abc|xyz}“abc” または “xyz” のどちらかを使用することを意味します。
[abc|xyz]“abc” または “xyz” のどちらかを使用することを意味しますがオプション であり，省略が可能です。
大文字，小文字
大文字および小文字で表されたキーワードはロングフォーム，大文字はショートフォームを表しています。

5-11

CA5351

5.5 コマンド解説

5.5.1.2

SCPI コマンド

CA5351 のプログラム・メッセージは，共通コマンドとサブシステム・コマンドで構成されています。 ここでは，それぞれのコマンドのフォーマット，サブシステムのコマン
ド・ツリーなどについて説明します。
■共通コマンド
共通コマンドは，機器の総合的な機能の制御を行うためのコマンドです。
共通コマンドのシンタックスを図 5-1に示します。

*

SP

キーワード

パラメタ

?

図 5-1

共通コマンドのシンタックス

図 5-1 中のキーワードは，アルファベット 3 文字で構成されています。ここで SPは空白 (ASCII コードで 32) となります。
■サブシステム・コマンド
サブシステム・コマンドは，機器の特定の機能を実行するためのコマンドで，ルート・キーワード，1 つまたは複数の下位レベル・キーワード，パラメタおよびサフィックスで構成されています。
以下にコマンドとクエリ ( 問合せ ) の例を示します。
:INPut:STATe ON:INPut:STATe?
INPut は，第 2 レベルのキーワードを結合するルート・レベル・キーワードで，
ON はパラメタとなります。

5-12

CA5351

5.5 コマンド解説■サブシステム・コマンドのシンタックス
サブシステム・コマンドのシンタックスを図 5-2 に示します。

,

:

SP

キーワード

:

パラメタ
サフィックス?

図 5-2

サブシステム・コマンドのシンタックス【キーワード】
図 5-2 のキーワードは，アルファベットから始まり，大文字・小文字アルファベッ
ト，アンダースコア (_) 及び数字からなる最大 12 個の文字列です。
「5.5.3

コマンド詳細説明」に示した大部分のキーワードは大文字・小文字が混在したものです。ここで，大文字はショートフォーム，大文字および小文字はロングフ
ォームのキーワードをあらわしています。キーワードは説明の便宜上，大文字と小文字を使用していますが，実際のコマンドでは，大文字と小文字を区別しません。表 5-2にキーワード「INPut」の場合の例を示します。
表 5-2

機器が受け入れるキーワード，受け入れないキーワード （「INPut」の場合）

キーワード

説明

INPUT

ロングフォームとして使用できます。

INP

ショートフォームとして使用できます。

InpUt

大文字・小文字を区別されません。ロングフォームとして使用できます。

iNP

大文字・小文字を区別されません。ショートフォームとして使用できます。

INPU

ロングフォーム，ショートフォームのいずれにも該当しない
ため，使用できません。

IN

ロングフォーム，ショートフォームのいずれにも該当しない
ため，使用できません。

5-13

CA5351

5.5 コマンド解説【キーワード・セパレータ】
図 5-2 中のコロン (:) はキーワード・セパレータとして解釈されます。このキーワード・セパレータはコマンド・ツリーの上位レベルのキーワードと下位レベルのキー
ワードを区切る役割があります。
なお，サブシステム・コマンドの先頭にあるコロン (:) は，ルート・スペシファイ
アとして解釈されます。このルート・スペシファイアは，カレント・パスをルートに設定するものです。
【キーワードの省略】「5.5.3

コマンド詳細説明」で示されたコマンドで，鉤括弧（ [ ] ）で囲まれたキー

ワードは省略することができます。 省略した場合，本器は，そのオプションのキーワ
ードを受け取ったものとしてコマンドの解析を行います。
例えば，:INPut[:STATe]の場合，以下のどちらのコマンドも使用することができます。
:INPut:STATe:INPut【パラメタ】
パラメタの型は以下の通りです。
(1) 数値パラメタ (<NRf>，<NR1>，<NR2>，<NR3>)
数値パラメタには整数形式を表す<NR1>，実数(浮動小数)形式を表す<NR2>，実数(指数)形式を表す<NR3>があります。<NRf>は<NR1>，<NR2>，<NR3>を含めた総称です。数値パラメタのシンタックスを以下に示します。

<NR1>
<NR2>
<NR3>
図 5-3

数値パラメタ (<NRf>) のシンタックス

5-14

CA5351

5.5 コマンド解説

数字
＋

－

図 5-4

数値パラメタ (<NR1>) のシンタックス

数字

数字

.

＋

－

図 5-5

数値パラメタ (<NR2>) のシンタックス

指 数

仮 数

図 5-6

数値パラメタ (<NR3>) のシンタックス

ここで，図 5-6 の仮数と指数のシンタックスを以下に示します。

数字
数字

.
＋
数字
－

.
数字

図 5-7

仮数のシンタックス

数字

E/e
＋

－

図 5-8

指数のシンタックス
5-15

CA5351

5.5 コマンド解説(2) ディスクリート・パラメタ (<DISC>)
ディスクリート・パラメタのシンタックスを以下に示します。

選択 1

選択 2

選択 3

選択 N

図 5-9

ディスクリート・パラメタ (<DISC>) のシンタックス(3) 真偽値パラメタ (<BOL>)
真偽値パラメタのシンタックスを以下に示します。
真偽値パラメタは，0 以外を真(ON)，0 を偽(OFF)として解釈します。

<NBOL>
ONOFF
図 5-10

真偽値パラメタ (<BOL>) のシンタックス(4) 文字列パラメタ (<STR>)
文字列パラメタのシンタックスを以下に示します。

’

’
’
(文字)

’

’以外
の文字

”

”
”
(文字)

”

”以外
の文字

図 5-11

文字列パラメタ (<STR>) のシンタックス
5-16

CA5351

5.5 コマンド解説(5) ブロック・パラメタ (<BLK>)
ブロック・パラメタのシンタックスを以下に示します。

0 以外
の数字

#

0
図 5-12

数字

バイト･
データ

バイト･
データ

NL

^END

ブロック・パラメタ (<BLK>) のシンタックス

ここで，NL は改行 (ASCII コードで 10)，^END は最終バイトでアサートされる EOI となります。
【パラメタ・セパレータ】
パラメタ・セパレータは，2 以上のパラメタを持つコマンドに使用するもので，パラメタとパラメタの間の区切りとして使用します。
【クエリ・パラメタ】
クエリ・パラメタは，クエリの「?」の後ろに指定するものです。
【サフィックス】
一部のコマンドでは，SI 接頭辞と単位を指定して値を設定することができます。
サフィックスのシンタックスを以下に示します。

SP
図 5-13SI 接頭辞単位

サフィックスのシンタックス

5-17

CA5351

5.5 コマンド解説■プログラム・メッセージのシンタックス
2 つ以上の共通コマンドとサブシステム・コマンドを組合せ，1 つのプログラム・
メッセージとしてコントローラから機器に送信することができます。 プログラム・メ
ッセージのシンタックスを以下に示します。

；
^END
共通
コマンド

NL

サブシステム
コマンド

^END
NL

図 5-14

プログラム・メッセージのシンタックス

コマンドとコマンドはセミコロン (;) によって区切ります。
■応答メッセージのシンタックス
応答メッセージとは，クエリに対する機器側からの送信データです。
【応答メッセージのシンタックス】
応答メッセージのシンタックスを図 5-15 に示します。

；
，

応答データ

図 5-15NL^END

応答メッセージのシンタックス

応答メッセージでは，セパレータとしてコンマ (,) とセミコロン (;) を使用します。
1 つのコマンドで複数の値を返す場合は，それぞれのデータをコンマ (,) で区切られます。一方，1 つのプログラム・メッセージに複数のクエリがあった場合，それぞれのクエリに対応するデータはセミコロン (;) により区切られます。
【応答メッセージのデータ】
応答メッセージのデータの型は以下の通りです。
(1) 数値応答データ (<NR1>，<NR2>，<NR3>)
数値応答データのシンタックスを以下に示します。

5-18

CA5351

5.5 コマンド解説

数字
＋

－

図 5-16

整数応答データ (<NR1>) のシンタックス

数字

.

数字

＋

－

図 5-17

NR2 数値応答データ (<NR2>) のシンタックス

数字

.

数字

＋

－

E

数字
＋

－

図 5-18

NR3 数値応答データ (<NR3>) のシンタックス

5-19

CA5351

5.5 コマンド解説(2) ディスクリート応答データ (<DISC>)
ディスクリート応答データのシンタックスを以下に示します。

選択 1

選択 2

選択 3

選択 N

図 5-19

ディスクリート応答データ (<DISC>) のシンタックス(3) 数値真偽値応答データ (<NBOL>)
数値真偽値応答データのシンタックスを以下に示します。

01

図 5-20

数値真偽値応答データ (<NBOL>) のシンタックス(4) 文字列応答データ (<STR>)
文字列応答データのシンタックスを以下に示します。

”

”
”
(文字)

”

”以外
の文字

図 5-21

文字列応答データ (<STR>) のシンタックス(5) 確定長任意ブロック応答データ (<DBLK>)
確定長任意ブロック応答データのシンタックスを図 5-22 に示します。

#
図 5-22

0 以外
の文字

数字

バイト･
データ

確定長任意ブロック応答データ (<DBLK>) のシンタックス

5-20

CA5351

5.5 コマンド解説

5.5.2 シーケンシャル・コマンド
CA5351 のコマンドはすべてシーケンシャル・コマンドです。そのコマンドの実行が終わってから，後続のコマンド実行します。オーバラップ・コマンドはありません。

5-21

CA5351

5.5 コマンド解説

5.5.3 コマンド詳細説明
各コマンドの詳細を説明します。
補足：表中の分解能にて「有効桁 4 桁 （<10 n（10-9）は 1 p（10-12））」といった表現がありますが，これは通常は有効桁 4 桁で，設定値が 10 n（10-9）未満では 1 p（10-12）であることを表しています。
5.5.3.1
説明
備考

5.5.3.2*CLS
イベント・レジスタ及びエラー・キューのクリア
クリア対象は以下
ステータス・バイト・レジスタ
スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ
オペレーション・ステータス・イベント・レジスタ
エラー・キュー

*ESE <value>
*ESE?

説明
パラメタ

応答形式
備考

5.5.3.3
説明
応答形式
備考

5.5.3.4
説明
応答形式

備考

5.5.3.5

スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタの設定，問合せ<value><NRf> スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ
範囲：0～255
分解能
：1
初期値
：0
<NR1>
電源投入時に初期化される。*RST では初期化されない。

*ESR?
スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの問合せ<NR1>
スタンダード・イベント・ステータス・レジスタは，*ESR? クエリもしくは*CLS コマンドを受信した場合にクリアされる*IDN?
機器固有情報 問合せ<corporation>,<model>,<serial>,<ver><corporation> <STR>
社名（NF Corporation）<model><STR>
型名（CA5351）<serial><STR>
シリアル番号
<ver>
<STR>
バージョン
応答は””を含まない状態で返す
NF Corporation,CA5351,1234567,Ver1.00

*OPC
*OPC?

説明
応答形式
備考

*OPC ：前の全コマンド終了時の OPC ビットへの 1 の設定*OPC? ：前の全コマンド終了時の出力バッファへの 1 の設定
<NR1>
―

5-22

CA5351

5.5 コマンド解説

5.5.3.6
説明
パラメタ

備考

5.5.3.7
説明
備考

5.5.3.8
説明
パラメタ

備考

5.5.3.9*RCL <value>
設定メモリ(内部メモリ)から読み出し実行<value><NRf> 設定メモリ No
範囲
：0～9
分解能
：1
No.0 は電源投入時の設定を保存した設定メモリ

*RST
設定初期化
初期化される内容は 「3.2.3

初期設定」参照*SAV <value>
設定メモリ(内部メモリ)へ保存実行<value><NRf> 設定メモリ No
範囲
：1～9
分解能
：1
保存される内容は 「3.2.3 初期設定」参照*SRE <value>
*SRE?

説明
パラメタ

応答形式
備考

5.5.3.10
説明
応答形式
備考

5.5.3.11
説明
応答形式
備考

5.5.3.12
説明
備考

サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタの設定，問合せ<value><NRf>
サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ
範囲：0～255
分解能
：1
初期値
：0
<NR1>
電源投入時に初期化される。*RST では初期化されない。

*STB?
ステータス・バイト・レジスタ問合せ<NR1>
ステータスバイトについては 「5.6.2 ステータス・バイト」を参照*TST?
自己診断の実行，結果問合せ<NR1>
・SCPI 共通コマンド，常に 0 を返す
・自己診断の実行については 「:SYSTem:TEST」を参照*WAI
オーバラップ・コマンドの実行終了待機
CA5351 に対象となるオーバラップ・コマンドはない

5-23

CA5351

5.5 コマンド解説

5.5.3.13:DISPlay:BRIGhtness <value>:DISPlay:BRIGhtness?

説明
パラメタ

応答形式
備考

5.5.3.14

LCD 輝度の設定，問合せ<value><NRf> LCD の輝度
範囲 ：0～3
分解能 ：1<NR1>・0 はバックライトの OFF
・1 から 3 は輝度で 3 が一番明るい:DISPlay:COLor <value>:DISPlay:COLor?

説明
パラメタ

応答形式
備考

5.5.3.15

カラーの設定，問合せ<value><NRf>

カラー
範囲 ：1～3
分解能 ：1(DARK，GRAY，LIGHT)<NR1>
カラーは ( )内の値に対応:INPut:BIAS:CURRent <value>:INPut:BIAS:CURRent?

説明
パラメタ

応答形式
備考

カレントサプレッション（CS）値の設定，問合せ<value><NRf>
電流値[A]
範囲【レンジ自動調整が ON のとき】 ：-8 m～8 m(10-3)【レンジが 8nA のとき】：-8 n～8 n(10-9)【レンジが 80nA のとき】：-80 n～80 n(10-9)【レンジが 800nA のとき】：-800 n～800 n(10-9)【レンジが 8µA のとき】：-8 µ～8 µ(10-6)【レンジが 80µA のとき】：-80 µ～80 µ(10-6)【レンジが 800µA のとき】：-800 µ～800 µ(10-6)【レンジが 8mA のとき】：-8 m～8 m(10-3)
分解能【レンジ自動調整が ON のとき】 ：有効桁 4 桁(<10 n(10-9)は 1 p(10-12))【レンジが 8nA のとき】：0.001 [nA]
【レンジが 80nA のとき】
：0.01 [nA]
【レンジが 800nA のとき】
：0.1 [nA]【レンジが 8µA のとき】：0.001 [µA]
【レンジが 80µA のとき】
：0.01 [µA]
【レンジが 800µA のとき】
：0.1 [µA]【レンジが 8mA のとき】：0.001 [mA]
*RST 値 ：0.0
<NR3>
・設定範囲，分解能は CS レンジの自動調整，または CS レンジの設定によって変化する
・低いレンジに変えた結果，電流値が範囲外になる場合は設定したレンジに対応する最大範囲に強制される

5-24

CA5351

5.5 コマンド解説

5.5.3.16
説明
パラメタ

備考

5.5.3.17:INPut:BIAS:CURRent:AUTO <value>
カレントサプレッション（CS）の自動設定<value><DISC> 動作
EXEC
自動設定を実行する
CANCel自動設定を中断する
・自動設定実行後，CS 状態は有効となり，CS レンジと CS 電流値が自動で設定される・自動設定実行後，自動設定が失敗した場合はエラー
・ゼロチェック状態が有効の場合はエラー
・入力オーバ，出力オーバ発生時はエラー
・カレントサプレッション自動設定実行中に自動設定の中断，クエリ以外のコマンドを受信した場合，自動設定は継続されるが，受信したコマンドはエラーとなる:INPut:BIAS:CURRent:RANGe <value>:INPut:BIAS:CURRent:RANGe?

説明
パラメタ

応答形式
備考

5.5.3.18

カレントサプレッション（CS）レンジの設定，問合せ<value><NRf>
レンジ
範囲 ：1～7（8nA, 80nA, 800nA, 8µA, 80µA, 800µA, 8mA）
分解能 ：1*RST 値 ：1<NR1>・レンジパラメタは ( )内の値に対応
・CS レンジの自動調整が有効の時に設定すると，エラー:INPut:BIAS:CURRent:RANGe:AUTO <value>:INPut:BIAS:CURRent:RANGe:AUTO?

説明
パラメタ

応答形式
備考

5.5.3.19

カレントサプレッション（CS）レンジ自動調整の設定，問合せ<value><BOL>
カレントサプレッション（CS）レンジ自動調整状態
ON | 1
自動調整を有効にする
OFF | 0
自動調整を無効にする*RST 値 ：0<NBOL>CS レンジの自動調整が有効の場合，CS 電流値の値に応じて自動的に CS レンジが変化:INPut:BIAS:CURRent:STATe <value>:INPut:BIAS:CURRent:STATe?

説明
パラメタ

応答形式
備考

カレントサプレッション（CS）状態の設定，問合せ<value><BOL>
カレントサプレッション（CS）状態
ON | 1
カレントサプレッション（CS）を有効にする
OFF | 0カレントサプレッション（CS）を無効にする*RST 値 ：0<NBOL>―

5-25

CA5351

5.5 コマンド解説

5.5.3.20:INPut:FILTer[:STATe] <value>:INPut:FILTer[:STATe]?

説明
パラメタ

応答形式
備考

5.5.3.21

フィルタ状態の設定，問合せ<value><BOL>
フィルタ状態ON | 1
フィルタを有効にする
OFF | 0フィルタを無効にする*RST 値 ：1<NBOL>―:INPut:FILTer:TIME <value>:INPut:FILTer:TIME?

説明
パラメタ

応答形式
備考

5.5.3.22

フィルタの立ち上がり時間の設定，問合せ<NRf>
立ち上がり時間<value>
範囲 ：1～12（1µs, 3µs, 10µs, 30µs, 100µs, 300µs,
1ms, 3ms, 10ms, 30ms, 100ms, 300ms）
分解能 ：1*RST 値 ：1<NR1>―:INPut:FILTer:TIME:AUTO <value>:INPut:FILTer:TIME:AUTO?

説明
パラメタ

応答形式
備考

5.5.3.23

フィルタの立ち上がり時間自動調整機能の設定，問合せ<value><BOL>
立ち上がり時間自動調整状態
ON | 1
自動調整を有効にする
OFF | 0
自動調整を無効にする*RST 値 ：1<NBOL>
立ち上がり時間の自動調整を有効にすると，I/V ゲインの値に応じて自動的に立ち上がり時間が変化:INPut:GAIN <value>:INPut:GAIN?

説明
パラメタ

応答形式
備考

I/V ゲイン値の設定，問合せ<value><NRf>
I/V ゲイン値
範囲 ：1～8（1E03, 1E04, 1E05, 1E06, 1E07, 1E08, 1E09, 1E10）
分解能 ：1*RST 値 ：2<NR1>
I/V ゲインパラメタは ( )内の値に対応

5-26

CA5351

5.5 コマンド解説

5.5.3.24:INPut[:STATe] <value>:INPut[:STATe]?

説明
パラメタ

応答形式
備考

5.5.3.25

ゼロチェック状態の設定，問合せ<value><BOL>
ゼロチェック状態
ON | 1
ゼロチェックを有効にする
OFF | 0
ゼロチェックを無効にする*RST 値 ：1<NBOL>―:MEMory:STATe:DEFine "<name>", <memory>:MEMory:STATe:DEFine? <memory>

説明
パラメタ

クエリ
パラメタ
応答形式
備考

5.5.3.26
説明
パラメタ

備考

5.5.3.27

設定メモリ名の設定，問合せ<name><STR> メモリ名
範囲 ：8 文字以内
メモリ名に関しては 「4.2 メモリ操作」参照<memory><NRf>
設定メモリ番号
範囲 ：1～9
分解能 ：1<memory><NRf>
設定メモリ番号
範囲 ：1～9
分解能 ：1<STR>・応答は””を含む状態で返す
・メモリ名に使用可能な文字列は以下
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 □ （空白）・

:MEMory:STATe:DELete <memory>
設定メモリの初期化実行<memory><NRf> 初期化する設定メモリ番号
範囲 ：1～9
分解能 ：1―:ROUTe:TERMinals <value>:ROUTe:TERMinals?

説明
パラメタ

応答形式
備考

5.5.3.28
説明
応答形式
備考

入力コネクタの設定，問合せ<value><DISC> 入力コネクタ
FRONt
フロントパネルの INPUT 端子を使用する
REAR
リアパネルの INPUT 端子を使用する*RST 値 ：FRON
FRON | REAR
入力設定を切り替えると，ゼロチェックがオンになります。

:STATus:OPERation:CONDition?
オペレーション・ステータス・コンディション・レジスタの問合せ
<NR1>
―

5-27

CA5351

5.5 コマンド解説

5.5.3.29:STATus:OPERation:ENABle <value>:STATus:OPERation:ENABle?

説明
パラメタ

応答形式
備考

5.5.3.30
説明
応答形式
備考

5.5.3.31

オペレーション・ステータス・イベント・イネーブル・レジスタの設定，問合せ<value><NRf> オペレーション・ステータス・イベント・イネーブル・レジスタ
範囲 ：0～65535
分解能 ：1
初期値 ：0<NR1>
電源投入時に初期化される。*RST では初期化されない。

:STATus:OPERation[:EVENt]?
オペレーション・ステータス・イベント・レジスタの問合せ<NR1>
オペレーション・ステータス・イベント・レジスタは，イベント・レジスタの問合せもしく
は*CLS コマンドを受信した場合にクリアされる:STATus:OPERation:NTRansition <value>:STATus:OPERation:NTRansition?

説明
パラメタ

応答形式
備考

5.5.3.32

負のオペレーション・ステータス・トランジション・フィルタの設定，問合せ<value><NRf> 負のオペレーション・ステータス・トランジション・フィルタ
範囲 ：0～65535
分解能 ：1
初期値 ：0<NR1>
電源投入時に初期化される。*RST では初期化されない。

:STATus:OPERation:PTRansition <value>:STATus:OPERation:PTRansition?

説明
パラメタ

応答形式
備考

5.5.3.33
説明
応答形式

備考

正のオペレーション・ステータス・トランジション・フィルタの設定，問合せ<value><NRf> 正のオペレーション・ステータス・トランジション・フィルタ
範囲 ：0～65535
分解能 ：1
初期値 ：0<NR1>
電源投入時に初期化される。*RST では初期化されない。

:SYSTem:ERRor?
リモートエラーの問合せ<code>,<message><code><NR1> エラーコード<message><STR> エラーメッセージ
・<message>は””を含む
・エラー・キューには 16 個のエラーメッセージを保持でき，古いものから順にひとつずつ読み出すことができる
・エラーが 16 個を超えた場合，エラー・キュー最後のエラーが”Queue overflow”に置き換わ
り，エラー・キューに空きができるまで新たなエラーは追加されなくなる
・*CLS コマンドを受信した場合，エラー・キューはクリアされる

5-28

CA5351

5.5 コマンド解説

5.5.3.34:SYSTem:TEST:SYSTem:TEST?

説明
応答形式

備考

自己診断の実行，結果の問合せ<result>,<code><result><NR1> 診断結果
<code><NR1> 自己診断コード
・自己診断結果は以下を表す
0 ：合格
1 ：不合格2 ：自己診断実行中
・自己診断の実行状態はオペレーション・ステータスでも確認可能
・自己診断実行中にクエリ以外のコマンドを受信した場合，自己診断は継続されるが，受信したコマンドはエラーとなる・自己診断コードに関しては，「6.1.2 パネル操作時のエラー」を参照ください。

5-29

CA5351

5.6 ステータス・システム

5.6

ステータス・システム

5.6.1 ステータス・システムの概要
CA5351 が持つステータス・システムを図 5-23に示します。
オペレーション･ステータス・
レジスタ
オペレーション･コンディション
レジスタ

正負
トランジション･フィルタ

スタンダード･イベント・レジスタ

オペレーション･イベント･レジスタ

スタンダード･イベント･
ステータス･レジスタ

オペレーション･イベント･
イネーブル･レジスタ

スタンダード･イベント･ステータス･
イネーブル･レジスタ

論理和（Logical OR）

論理和（Logical OR）
出力待ち行列常に 0

ROS
OPE MSS ESB MAV QUE

サービス・リクエスト発生

2

1

0

STB
（ステータス･バイト･レジスタ）

論理和（Logical OR）&&：論理積（Logical AND）

&
&
&
&
&
&

7

図 5-23

6

5

4

3

2

1

0

SRE
（サービス･リクエスト･イネーブル･レジスタ）

ステータス・システム
5-30

CA5351

5.6 ステータス・システム

5.6.2 ステータス・バイト
ステータス・バイト・レジスタの定義を表 5-3に示します。ステータス・バイトは，シリア
ル・ポールで読み出すことができます。このときビット 6 は RQS（Request service）です。
表 5-3
ビット
OPE

7

重み
128

RQS /
MSS

6

64

ESB

5

32

MAV

4

16

QUE
－
－
－

3
2
1
0

8
4
2
1

ステータス・バイト・レジスタの定義

1 にセットされる条件
オペレーション・ステータス･イ
ベント･レジスタの有効ビットのどれかが 1 になったとき
SRQ 発信時

スタンダード・イベント・ステー
タス・レジスタの有効ビットのど
れかが 1 になったときクエリに対する応答が準備できて，出力可能になったとき－－－－

0 にセットされる条件
オペレーション・ステータス･イベント･レジスタの有効ビット全てが 0 になったとき・デバイス・クリア受信時
・RQS はシリアル・ポールでステータス・バイトを読出したときスタンダード・イベント・ステータス・
レジスタの有効ビット全てが 0 になったとき全ての応答を出力して，出力すべき応答がなくなったとき
常に 0 (使用していません)
常に 0 (使用していません)
常に 0 (使用していません)
常に 0 (使用していません)■関連コマンド / クエリ*STB?
ステータス・バイト・レジスタの内容を問合せます。
ビット 6 は MSS（Master Summary Status）です。
*SRE，*SRE?
サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタの設定/問合せをします。
電源を入れた直後は 0 にクリアされています。0 にクリアするには 0 を設定します。ス
テータス・バイト・レジスタはサービス・リクエスト・イネーブル・レジスタに 1 をセットしたビットが有効になり，有効ビットのどれかひとつでも 1 にセットされるとサービス・リクエストが発生します。
各レジスタへの設定メッセージや応答メッセージのパラメタは，値が 1 のビットの重みをすべて加算した値になります。
■問合せ時のステータス確認について
通常は，問合せのためにクエリを送信した後，ただ応答メッセージを受け取れば，正しく応答を受け取ることができます。ステータス・バイトの MAV ビットを確認する必要はありません。もし MAV ビットを確認しながら処理を進めるときは，クエリ送信後，シリアル・ポールによりステータス・バイトの MAV ビットが 1 になったのを確認してから応答メッセージを読み出し，MAV ビットが 0 になったのを確認してから次の操作に移って
ください。

5-31

CA5351

5.6 ステータス・システム

5.6.3 スタンダード・イベント・ステータス
スタンダード・イベント・ステータスの構造を図 5-24に示します。また，ステータスの詳細を表 5-4に示します。スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタのビット
を 1 に設定すると，スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの対応するビットが有効になり，有効なビットのどれかひとつでも 1 になると，ステータス・バイト・レジスタの ESB
ビットが 1 にセットされます。

電源投入

PON

7

常に 0（未使用）

URQ

6

コマンドエラー

CME

5

実行エラー

EXE

4

機器固有エラー

DDE

3

問い合わせエラー

QYE

2

常に 0（未使用）

RQC

1

動作完了

OPC

0

&

7

&

6

&

5

&

4

&

3

&

2

&

1

&

0

ESE
（スタンダード･イベント･ステータス･
イネーブル･レジスタ）

ESR（スタンダード･イベント･
ステータス･レジスタ）

論理和（Logical OR）

スタンダード･イベント･
ステータス･サマリステータス･バイト ESB（ビット 5）

図 5-24

スタンダード・イベント・ステータスの構造

5-32

CA5351

5.6 ステータス・システム

表 5-4
ビット
PON

7

重み
128

URQ

6

64

CME

5

32

EXE

4

16

DDE

3

8

QYE

2

4

RQC

1

2

OPC

0

1

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの内容

内容
パワーオン
電源を投入したときに 1 がセット。このレジスタを読み出すことで 0 にクリアされると，電源再投入まで 0 のまま。
ユーザリクエスト
常に 0 (未使用)
コマンドエラー
リモートコマンドに構文エラーがあるとき，1 にセット。
実行エラー
パラメタが設定可変範囲外，または設定に矛盾があるとき，1 にセット。
機器固有のエラー
エラー・キューがオーバフローしたとき，1 にセットされます。
クエリ･エラー応答メッセージを蓄える出力バッファにデータがないときに読み出そうとしたか，応答メッセージを蓄えるバッファ内のデータが失われたときに 1 にセット。
リクエスト･コントロール
常に 0 (未使用)
動作完了*OPC コマンドまでの全てのコマンドの処理が終わったとき，1 にセット。

■関連コマンド / クエリ*ESR?
スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの内容を問合せます。
問合せると 0 にクリアされます。また，*CLS コマンドでもクリアされます。
電源を入れた直後は 0 にクリアされています。ただし，PON ビットは 1 にセットされます。
*ESE，*ESE?
スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタの設定/問合せをします。
イネーブル・レジスタを 0 にクリアするには 0 を設定してください。
他にクリアするコマンドはありません。
電源を入れた直後は 0 にクリアされています。
各レジスタへの設定メッセージや応答メッセージのパラメタは，値が 1 のビットの重みをすべて加算した値になります。

5-33

CA5351

5.6 ステータス・システム

5.6.4 オペレーション・ステータス
オペレーション・ステータスの構造を図 5-25に示します。
オペレーション・ステータス・コンディション・レジスタ（OPCR）は，表 5-5のように CA5351の状態を示しています。トランジション・フィルタは，コンディションの変化を検出して，イ
ベントを発生します。イベントの発生には，トランジション・フィルタの設定が必要です。オ
ペレーション・ステータス・イベント・レジスタは，発生したイベントを保持します。オペレ
ーション・ステータス・イベント・イネーブル・レジスタのビットを 1 に設定すると，対応するオペレーション・ステータス・イベント・レジスタの各ビットが有効になり，有効なビットのどれかひとつでも 1 になると，ステータス・バイトの OPE ビットが 1 にセットされます。
OPCR（オペレーション･ステータス･コンディション･レジスタ）
OPTR（正トランジションン･フィルタ）
ONTR（負トランジションン･フィルタ）

常に 0（未使用）

15

15

15

15

常に 0（未使用）

14

14

14

14

&

15

&

14

常に 0（未使用）

13

13

13

13

13

自己診断実行 TST

12

12

12

12

12

常に 0（未使用）

11

11

11

11

11

設定メモリ操作中 MEM

10

10

10

10

10

出力オーバ発生 OVO

9

9

9

9

9

入力オーバ発生 OVI

8

8

8

8

CS AUTO 実行 CSA

7

7

7

7

7

常に 0（未使用）

6

6

6

6

6

常に 0（未使用）

5

5

5

5

5

常に 0（未使用）

4

4

4

4

4

常に 0（未使用）

3

3

3

3

3

常に 0（未使用）

2

2

2

2

2

常に 0（未使用）

1

1

1

1

常に 0（未使用）

0

0

0

0

8

・・・

&

1

&

OPER
（オペレーション･ステータス･
イベント･レジスタ）

・・・

論理和（Logical OR）

0

OPEE（オペレーション･ステータス･
イベント･イネーブル･レジスタ）

オペレーション･ステータス
サマリ
ステータス･バイト

図 5-25

OPE(ビット 7)

オペレーション・ステータスの構造

5-34

CA5351

5.6 ステータス・システム

表 5-5

オペレーション・ステータス・コンディション・レジスタの内容

ビット
－
－
－
TST

15
14
13
12

重み
32768
16384
8192
4096

－
MEM

11
10

2048
1024

OVO

9

512

OVI

8

256

CSA

7

128

－
－
－
－
－
－
－

6
5
4
3
2
1
0

64
32
16
8
4
2
1

内容
常に 0 (未使用)
常に 0 (未使用)
常に 0 (未使用)
自己診断実行中
0:実行していない
1:実行中
常に 0 (未使用)
設定メモリの保存，クリア，または INITIALIZE 処理
0:実行していない
1:実行中
出力オーバー発生
0:発生していない
1:発生
入力オーバー発生
0:発生していない
1:発生
CS AUTO 実行中
0:実行していない
1:実行中
常に 0 (未使用)
常に 0 (未使用)
常に 0 (未使用)
常に 0 (未使用)
常に 0 (未使用)
常に 0 (未使用)
常に 0 (未使用)■関連コマンド / クエリ:STATus:OPERation:CONDition?
オペレーション・ステータス・コンディション・レジスタの内容を問合せます。
問合せても，コンディション・レジスタの内容は 0 にクリアされません。
常に機器の状態を示しています。
:STATus:OPERation[:EVENt]?
オペレーション・ステータス・イベント・レジスタの問合せ。
問合せると，イベント・レジスタは 0 にクリアされます。
イベント・レジスタは*CLS コマンドでもクリアされます。
電源を入れた直後は 0 にクリアされています。
:STATus:OPERation:ENABle， STATus:OPERation:ENABle?

オペレーション・ステータス・イベント・イネーブル・レジスタの設定/問合せ。
イネーブル・レジスタを 0 にクリアするには 0 を設定してください。
他にクリアするコマンドはありません。
電源を入れた直後は 0 にクリアされています。

5-35

CA5351

5.6 ステータス・システム:STATus:OPERation:NTRansition， STATus:OPERation:NTRansition?

:STATus:OPERation:PTRansition， STATus:OPERation:PTRansition?

オペレーション・ステータス・トランジション・フィルタの設定/問合せ。
トランジション・フィルタの設定とイベント・レジスタの遷移の関係を表 5-6に示しま
す。

表 5-6

トランジション・フィルタ設定とイベント・レジスタの遷移

正トランジション・
フィルタの各ビット設定

負トランジション・
フィルタの各ビット設定

1
0
1

0
1
1

0

0

イベント・レジスタを1 にするためのコンディション・レジスタ
の遷移
0 → 1
1 → 0
0 → 1 or 1 → 0
イベント・レジスタは1 になりません。

各レジスタへの設定メッセージや応答メッセージのパラメタは，値が 1 のビットの重みをすべて加算した値になります。

5-36

CA5351

5.7 エラーメッセージ

5.7

エラーメッセージ

ここでは，外部制御で発生する主なエラーについて，その内容を示します。
表 5-7
エラー
エラーメッセージ
番号
0
-100
-101
-102
-103
-104
-108
-109
-110
-113
-115
-120
-123
-124
-130
-134
-140
-144

No error
Command error
Invalid character
Syntax error
Invalid separator
Data type error
Parameter notallowedMissing parameter
Command header
error
Undefined header
Unexpected numberof parameters
Numeric data error
Exponent too large
Too many digits
Suffix error

-150
-200

Suffix too long
Character data error
Character data too
long
String data error
Execution error-221

Settings conflict

-222
-224

Data out of range
Illegal parametervalue

エラーメッセージ

1/2

エラーの内容異常なし
コマンド異常があります（詳細分類なし）。
文字列データに異常があります。
認識できないコマンドやデータを受け取りました。
コマンドセパレータに異常があります。
パラメタの形式が不適切です。
パラメタの数が多すぎるか，
使用できないところにパラメタがあります。
パラメタの数が足りません。
コマンドヘッダに異常があります（詳細分類なし）。
定義されていないコマンドヘッダです。
パラメタの数に異常があります。
数値データに異常があります（詳細分類なし）。
指数の指定が大きすぎます。
（指数値が 32000 を超える）
桁数が大きすぎます。（255 桁を超える）
サフィックス（SI 接頭語，単位）に異常があります（詳細分類なし）。
SI 接頭語，単位文字数が多すぎます。（7 文字を超える）
文字データに異常があります（詳細分類なし）。
文字データが長すぎます。
文字列データに異常があります（詳細分類なし）。
コマンドを実行できませんでした（詳細分類なし）。
（例）・カレントサプレッションの自動設定中に設定操作を行う
・ゼロチェック状態が有効の状態でカレントサプレッ
ションの自動設定を行う
複数設定間の制約により，コマンドを実行できません。
データが有効範囲外です。
パラメタが不正です（Data type error 以外で不適切）。
（例 :DISPlay:BRIGhtness %1）

5-37

CA5351

5.7 エラーメッセージ

表 5-7
エラー
エラーメッセージ
番号-310

System error

-330
-350

Self-test failed
Queue overflow

-363
-410

Input buffer overrun
Query
INTERRUPTED

-420

Query
UNTERMINATED

-430

Query
DEADLOCKED
Query
UNTERMINATED
after indefinite
response-440

エラーメッセージ

2/2

エラーの内容機器固有の内部異常が発生しました。
（メモリ内容の喪失など）
自己診断で異常がありました。
エラー待ち行列がオーバフローしたため，新たなエラーを保持できません。
（エラー・キューが 16 個を超える）
入力バッファがオーバフローしました。
要求された応答をすべて送信する前に，次のコマンドを受け取りました。応答を中断して，出力バッファをクリアしました。
（GPIB でのみ発生）
応答を要求されましたが，受け取ったクエリが不完全なため，応答できません。出力バッファをクリアしました。
（GPIB でのみ発生）
バッファが満杯になり，処理を続行できません。
出力バッファをクリアします。
文字列中"*IDN?"の後にクエリがありました（"*IDN?"は，
受信文字列中の最後のクエリでなければなりません）。

外部制御のエラーは，エラー待ち行列に記録され，クエリ :SYSTem:ERRor? で古いものから順にひとつずつ読み出すことができます。すべてを読み出した後でさらに読み出すと 0,"No
error" が返ります。エラー待ち行列は*CLS コマンドでクリアできます。
問題が発生して入力バッファや出力バッファに残留したデータは，インタフェース・メッセ
ージのひとつであるデバイス・クリア（DCL，SDC）でクリアできます。
状況に応じて，上記以外のエラーが発生することがあります。このようなときは，エラーメ
ッセージで概要をご確認ください。
パネルから操作できる項目に対しては，パネル操作と同じエラーメッセージが表示されます。
各コマンドやクエリに関連のあるパネル操作の説明もご確認ください。通常の測定で発生する
エラーは，外部制御下でも同様に表示されます。

5-38

CA5351

5.8 CA5350コマンドの互換性

5.8CA5350 コマンドの互換性

本章は，当社製品の CA5350 との互換性について説明するものです。
「5.5

コマンド解説」で解説されているコマンドと，本章で解説するコマンドは同時に利用することができません。
CA5350 のコマンドは，「4.1.5

REMOTE（通信設定画面）」により，Command を“5350”に設定する事で利用可能になります。

5.8.1 CA5350 ステータス・バイト
CA5350 互換でのステータス・バイト・レジスタの定義を表 5-8 に示します。本ステータス
は，GPIB のシリアル・ポールでのみ取得でき，USB/LAN では取得することはできません。
表 5-8
ビット
(MSB)7
6

内 容
0
RQS

5
4

エラー発生
受信準備
完了
0
0
0
オーバ検出

3
2
1
(LSB)0

ステータス・バイト・レジスタの定義（CA5350）
セット "1" される条件(未使用) 常に 0・SRQ を発信したとき*1

リセット "0" される条件

・DCL または SDC を受信した
とき・ステータスバイト読出し後・エラーが発生したとき・エラーステータス読出し後*2・コマンドを受信する準備が整 ・実行コマンドを受信した
ったとき
とき*3
(未使用) 常に 0(未使用) 常に 0(未使用) 常に 0
・オーバを検出したとき・オーバ状態でなくなったとき*1：GPIB のみです。USB では SRQ はありません。
*2："U1" コマンドの応答メッセージを出力後*3："X" コマンド受信時

5-39

CA5351

5.8 CA5350コマンドの互換性

CA5350 のコマンドは，アルファベット 1 文字のヘッダと 0～2 個のパラメタから構成されます。パラメタ省略時は，そのコマンドに定義されたデフォルトのパラメタと解釈します。

■コマンドの実行順序について
コマンドは受信した順にバッファに格納されます。
‘X ’ コマンドを受信した時点でバッ
ファ中のコマンドを「表 5-9

コマンドの実行優先度」の優先度の高い順に実行します。

表 5-9
優先度

コマンド

1 (高)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

M
K
A
I
R
T
P
Z
S
N0, N1
C

12

N2

13
14
15 (低)

Y
U
L

コマンドの実行優先度
内容

SRQ マスク設定
EOI，X コマンドホールドオフ設定
バックライト(LCD の輝度)設定
入力コネクタ設定
I/V ゲイン値設定
フィルタの立ち上がり時間設定
フィルタ状態設定
オートフィルタ状態設定
カレントサプレッション（CS）値設定
カレントサプレッション（CS）状態設定
ゼロチェック状態設定
カレントサプレッション（CS）
自動設定の実行
メッセージ・ターミネータの設定
各種問合せ
設定メモリ操作

バッファ中のコマンドに一つでもコマンドエラーまたは，パラメタエラーがあると，エラーとなるコマンドだけでなく，‘X ’ コマンドまでのすべてのコマンドを破棄します。
転送したコマンドの順に実行したいときは，各コマンドの最後に実行コマンド’X’ を付加します。
例)

L0XZ0XM0X

5-40

CA5351

5.8 CA5350コマンドの互換性

5.8.2 CA5350 コマンド対応一覧
CA5350 のコマンドを示します。
コマンド一覧表の各項目は以下の内容を示しています。
・コマンド
・機能

CA5350 のコマンド

コマンドの機能・互換対応○：CA5351 でそのまま利用可能□：CA5351 で利用可能だが，仕様に変更がある△：CA5351 では利用不可
・詳細

コマンドの詳細説明ページ

・CA5351 コマンド（参考） CA5351 コマンドに置き換える場合に対応するコマンド
ただし，設定方法や応答内容に違いがあるため注意【 CA5350 コマンド 】

コマンド

互換対応

詳細

A
B
C
D
H
I
J
K
L

バックライト(LCD の輝度)
電圧バイアス状態
ゼロチェックメッセージ表示
キー入力
入力コネクタ
自己チェックEOI，X コマンドホールドオフ設定
設定メモリ操作

機

能

□
△
○
△
△
○
△
○
□

P5-42
－
P5-42
－
－
P5-42
－
P5-42
P5-42

M
N

SRQ マスク設定
カレントサプレッション（CS）状態

○
○

P5-43
P5-43

P
R
S

フィルタ状態I/V ゲイン値
カレントサプレッション（CS）値

○
□
○

P5-43
P5-43
P5-44

T
U
V
W
X
Y
Z

フィルタの立ち上がり時間
各種問合せ
電圧バイアス
出力アンプゲイン
コマンド実行
メッセージ・ターミネータ
オートフィルタ状態

○
□
△
△
○
○
○

P5-44
P5-45
－
－
P5-46
P5-46
P5-47

5-41

CA5351 コマンド（参考）:DISP:BRIG
－
:INP
－
－
:ROUT:TERM
－
－
*SAV
*RCL
*RST
*SRE
:INP:BIAS:CURR:STAT:INP:BIAS:CURR:AUTO:INP:FILT:INP:GAIN:INP:BIAS:CURR:INP:BIAS:CURR:RANG:INP:BIAS:CURR:RANG:AUTO:INP:FILT:TIM（各コマンドクエリ）－－－－:INP:FILT:TIM:AUTO

CA5351

5.8 CA5350コマンドの互換性

5.8.3 CA5350 コマンド詳細説明
5.8.3.1
説明
設定内容

備考

5.8.3.2
説明
設定内容

備考

5.8.3.3
説明
設定内容

備考

5.8.3.4
説明
設定内容

備考

5.8.3.5
説明
設定内容

備考

A コマンドLCD 輝度の設定
A0
A1
A2
A3
初期値 ：A1―

輝度 3（最大輝度）
輝度 2
輝度 1
バックライトオフ

C コマンドゼロチェック状態の設定
C0
ゼロチェック無効
C1
ゼロチェック有効
初期値 ：C1―

I コマンド入力コネクタの設定
I0
フロントパネルの INPUT 端子を使用する
I1
リアパネルの INPUT 端子を使用する
初期値 ：I0―

K コマンドEOI，X コマンドホールドオフの設定
K0
EOI 有効，X コマンドホールドオフ有効
K1
EOI 無効，X コマンドホールドオフ有効K2
EOI 有効，X コマンドホールドオフ無効
K3
EOI 無効，X コマンドホールドオフ無効
初期値 ：K0・CA5351 がコントローラへメッセージを出力するときのメッセージ最終文字に，EOI を付加するか否かを設定する
・CA5351 がコマンドを受信するときは，K コマンドの設定に関わらず EOI は無視する
・X コマンドホールドオフを有効にすると，X コマンドを受信した時点でバスをホールドし(NRFD ラインを H に戻さず)，次のコマンド受信を止める・X コマンドまでのコマンド一式を実行後，NRFD ラインを H に戻して次のコマンド受信を行う・GPIB のみの機能で，USB，LAN では使用不可

L コマンド設定初期化，設定メモリ操作
L0
現在の設定を初期化する
L10n
n は指定する設定メモリ No（1～9）
現在の設定を指定した設定メモリに保存する（L101 であれば，設定メモリ No1 へ保存する）
L20n
n は指定する設定メモリ No（1～9）
指定したメモリの内容を読み出す（L201 であれば，設定メモリ No1 の内容を読み出す）
初期化される内容は 「3.2.3 初期設定」参照

5-42

CA5351

5.8 CA5350コマンドの互換性

5.8.3.6
説明
設定内容

備考

5.8.3.7
説明
設定内容

備考

5.8.3.8
説明
設定内容

備考

5.8.3.9
説明
設定内容

備考

M コマンドSRQ マスク設定
Mn

n は 8bit の数値（0~255）
bit0 1 で，オーバ検出時に SRQ 発生
bit1 未使用
bit2 未使用
bit3 未使用
bit4 1 で，コマンド受信準備完了時に SRQ 発生
bit5 1 で，エラー発生時に SRQ 発生
bit6 未使用
bit7 未使用

初期値 ：0・マスク bit が 1 の要因が 1 つ以上発生したとき，コントローラに対して SRQ を発生する。
・bit5 は，“U1”コマンドの a，b が 1 になった場合，1 となる。
・GPIB のみの機能で，USB，LAN では使用不可

N コマンドカレントサプレッション（CS）状態の設定
カレントサプレッション（CS）の自動設定実行
N0
カレントサプレッション（CS）無効
N1
カレントサプレッション（CS）有効N2
カレントサプレッション（CS）の自動設定を開始
初期値 ：N0・自動設定実行後，CS 状態は有効となり，CS レンジと CS 電流値が自動で設定される・ゼロチェック状態が有効の場合，自動設定を実行するとエラー
・入力オーバ，出力オーバ発生時に自動設定を実行するとエラー

P コマンドフィルタ状態の設定
P0
フィルタを無効にする
P1
フィルタを有効にする
初期値 ：P1―

R コマンドI/V ゲイン値の設定
R3
1k (=103) V/A
R4
10k (=104) V/A
R5
100k (=105) V/A
R6
1M (=106) V/A
R7
10M (=107) V/A
R8100M (=108) V/A
R91G (=109) V/A
R10
10G (=1010) V/A
初期値 ：R3―

5-43

CA5351

5.8 CA5350コマンドの互換性

5.8.3.10
説明
設定内容

備考

5.8.3.11
説明
設定内容

備考

S コマンドカレントサプレッション（CS）値の設定
Sv,0レンジ自動調整有効Sv,1±8nA レンジ，1pA 分解能
Sv,2±80nA レンジ，10pA 分解能
Sv,3±800nA レンジ，100pA 分解能
Sv,4±8µA レンジ，1nA 分解能
Sv,5±80µA レンジ，10nA 分解能
Sv,6±800µA レンジ，100nA 分解能
Sv,7±8mA レンジ，1µA 分解能
S,10
レンジ自動調整無効
初期値 ：S0,1
・v は設定する電流値が入る
・設定範囲，分解能は CS レンジの自動調整，または CS レンジの設定によって変化する
・レンジ自動調整が有効の場合，レンジの指定は無視される・CS レンジの自動調整が有効の場合，CS 電流値の値に応じて自動的に CS レンジが変化

T コマンドフィルタの立ち上がり時間の設定
T.
1µs
T/
3µs
T0
10µs
T1
30µs
T2
100µs
T3
300µs
T4
1ms
T5
3ms
T6
10ms
T7
30ms
T8
100ms
T9
300ms
初期値 ：T.
―

5-44

CA5351

5.8 CA5350コマンドの互換性

5.8.3.12

U コマンド

説明
応答内容

各種問合せ
U
カレントサプレッション（CS）値の問合せ
N DCI + 0.000 E-03 <term>
メッセージ・ターミネータ, EOI
指数部 工学指数形式
仮数部 有効桁 4 桁
符号”+” あるいは “-”“DCI” 固定
ステータス “N”：正常，“O”：オーバ

U0

仮数部，指数部のフォーマットは下記のように CS レンジに依存する
レンジ 仮数部 指数部±8nA 0.000 E-09
±80nA 00.00 E-09
±800nA 000.0 E-09
±8µA 0.000 E-06
±80µA 00.00 E-06
±800µA 000.0 E-06
±8mA 0.000 E-03
設定内容の問合せ
CA5351 A0 C1 I0 K0 M000 N0 P0 R03 S0 7 T0 Y0 Z0 <term>
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)
(10) (12) (14)(7)(9)(11) (13)(15)

型名 “CA5351” 固定
LCD 輝度の設定
ゼロチェック状態設定
入力コネクタ設定
EOI，X コマンドホールドオフの設定
SRQ マスク設定
カレントサプレッション（CS）状態設定
フィルタ状態設定
I/V ゲイン設定
カレントサプレッション（CS）のレンジ自動調整状態
カレントサプレッション（CS）のレンジ設定
フィルタの立ち上がり時間設定
メッセージ・ターミネータ設定
フィルタの立ち上がり時間自動調整設定
メッセージ・ターミネータ, EOI

5-45

CA5351

5.8 CA5350コマンドの互換性

応答内容

U1

エラーステータスの問合せ
CA5351 a b c d e f g h i j k <term>
メッセージ・ターミネータ, EOI
型名 “CA5351” 固定
製品型名と 10 文字の ’1’ あるいは ’0’ で構成される。
上記メッセージの a ～ k は，実際には各々 ’1’ あるいは ’0’ となる。

U3

U4

a ～ k が ’1’ となる条件を以下に示す。
a： 不適切なコマンドを受信した
b： 不適切なパラメタを含むコマンドを受信した
c： 未使用（常に 0）
d： 未使用（常に 0）
e： カレントサプレッション（CS）設定が不適切（レンジを超える電流値を設定した）
f： 未使用（常に 0）
g： ゼロチェックが有効の状態でカレントサプレッション（CS）の自動設定を行った
h： 未使用（常に 0）
i： 設定メモリにエラーがあった
j： オーバを検出した
k： 未使用（常に 0）
総合ゲインの問合せ
1E03 V/A <term>
メッセージ・ターミネータ, EOI
ゲインの単位 “V/A” 固定
総合ゲイン
総合ゲインは I/V ゲインと出力アンプゲインを合わせたゲインを指す。
CA5351 では出力アンプゲインが 1 固定のため，I/V ゲインと等価になる。
型名，ファームウェアの問合せ
CA5351 1.00
<term>
メッセージ・ターミネータ, EOI
空白文字（1 文字）
ファームウェアバージョン
型名 “CA5351” 固定

備考―

5.8.3.13

X コマンド説明
設定内容
備考

5.8.3.14
説明
設定内容

備考

コマンド実行X―

受信バッファに蓄えられているコマンドを実行する

Y コマンドメッセージ・ターミネータの設定
Y0
CR,LF
Y1
LF,CR
Y2
CR
Y3
LF
初期値 ：Y0
U コマンドによる応答メッセージを出力するときの，メッセージターミネータを設定する

5-46

CA5351

5.8 CA5350コマンドの互換性

5.8.3.15
説明
設定内容

備考

Z コマンドフィルタの立ち上がり時間自動調整機能の設定
Z0
立ち上がり時間の自動調整無効
Z1
立ち上がり時間の自動調整有効
初期値 ：Z1―

5-47

CA5351

5.9 コマンド実行例

5.9 コマンド実行例
5.9.1 CA5351 コマンドSCPI 形式によるコマンド実行例
*RST
*CLS

//設定初期化//ステータスレジスタ、エラーキューの初期化:INP:GAIN 4:INP:BIAS:CURR:RANG 4:INP:BIAS:CURR 1.234e-6:INP:BIAS:CURR:STAT ON:INP:STAT OFF//Gain=1E06//CS-Range=8µA//CS-Value=+1.234uA//CS-on//Zero-off’利得を切り替える’CS のレンジを切り替える’CS の値を入れる’CS を on にする’ゼロチェックを off:INP:BIAS:CURR 0//CS-Value=0uA:INP:BIAS:CURR:RANG 2:INP:BIAS:CURR -12.34e-9:INP:GAIN 6//CS-Range=80nA//CS-Value=-12.34nA//Gain=1E08’CS のレンジを変えるために一旦，値を 0 にする’CS のレンジを切り替える’CS の値を入れる’利得を切り替える:INP:FILT:TIME:AUTO OFF:INP:FILT:TIME 7//AutoFilter-off//Filter=1ms’フィルタ自動設定の解除’Filter を 1ms にする。

:INP:STAT ON//Zero-on’ゼロチェックを on

5.9.2 CA5350 コマンド
CA5350 互換コマンドによるコマンド実行例
L0X//設定初期化

R6X
S1.234e-6,4X（上記一括）N1X
C0X//Gain=1E06//CS-Range=8uA//CS-Value=+1.234µA//CS-on//Zero-off’利得を切り替える’CS のレンジを切り替える’CS の値を入れる’CS を on にする’ゼロチェックを off（不要）//CS-Value=0uA

S12.34e-9,2X（上記一括）R8X//CS-Range=80nA//CS-Value=-12.34nA//Gain=1E08’CS のレンジを変えるために一旦，値を 0 にする’CS のレンジを切り替える’CS の値を入れる’利得を切り替える

Z1X
T4X//AutoFilter-off//Filter=1ms’フィルタ自動設定の解除’Filter を 1ms にする。

C1X//Zero-on’ゼロチェックを on

5-48

CA5351

6. トラブルシューティング

6. トラブルシューティング ............................................................................ 6-1
6.1

エラーメッセージ .................................................................... 6-2

6.1.1

電源投入時のエラー ............................................................ 6-3

6.1.2

パネル操作時のエラー ........................................................ 6-4

6.1.3

動作中のエラー ................................................................... 6-5

6.1.4

リモート制御のエラー ........................................................ 6-5

6.1.5

オーバ表示 .......................................................................... 6-5

6.2

故障と思われるとき ................................................................ 6-6

6-1

CA5351

6.1 エラーメッセージ

6.1

エラーメッセージ

ここでは，電源投入時のシステムチェックや，パネル操作，通常の測定において発生する主なエラーと，その原因，必要な処置を示します。
修理が必要なときは，当社または当社代理店までご連絡ください。
CA5351 の修理をご依頼になるとき，エラーメッセージが表示されていましたら，エラーメ
ッセージの内容をお知らせください。
強い外来雑音による誤動作などにより，この取扱説明書に記載されていないエラーメッセー
ジが表示されることがあります。
ファームウェアのアップデートを行ったときなど，通常とは異なる操作を行うと，この説明書に記載されていないエラーメッセージが表示されることがあります。他に提供された説明書があるときは，その説明書も併せてごらんください。

6-2

CA5351

6.1 エラーメッセージ

6.1.1 電源投入時のエラー
電源投入時にシステムチェックおよび設定の呼び出しを行い，異常があると LCD に以下のエラーメッセージを表示します。
表 6-1
エラーメッセージ
No.1024
Settings load error.
Initialize and start up.
No.1025
Settings load error.
Calibration Data lost.
No.1026
Settings load error.
Memory contents lost.
No.7168，7169
Hardware error.
No.7172
AC line voltage error.
No.7173
No Analog BD response.

電源投入時のエラーメッセージ一覧
内容と原因

対処方法

レジュームメモリの内容が消失したため，初期化が行われました。

エラーが繰り返し起きる場合は，故障ですので修理が必要です。

校正データを消失しました。

故障ですので修理が必要です。

設定メモリを消失しました。

エラーが繰り返し起きる場合は，故障ですので修理が必要です。

ハードウェアの故障。

故障ですので修理が必要です。

電源電圧に過電圧を検出しました。

電源を切り，接続する商用電源電
圧と電源電圧切替スイッチの設定を見直してください。
故障ですので修理が必要です。

ハードウェアの故障。
アナログユニットの未検出。

6-3

CA5351

6.1 エラーメッセージ

6.1.2 パネル操作時のエラー
パネル操作に伴う主なエラーを以下に示します。
表 6-2
エラーメッセージ
No.2048
AUTO CS ERROR
Cannot be executed with
OVER.
No.2049
AUTO CS ERROR
Cannot execute because
ZERO CHECK on.
No.2050
AUTO CS ERROR
CS value out of range.
No.11
SELFTEST DONE
Fail
0xXXXXXXXX *1

パネル操作時のエラーメッセージ一覧
内容と原因

対処方法

オート電流サプレッションの失敗。
実行前からオーバ状態であった。

オーバ状態を解消してから，再度オート電流サプレッションを実行
してください。

オート電流サプレッションの失敗。
ゼロチェックがオンのため，実行されなかった。

ゼロチェックをオフにしてから，再度オート電流サプレッションを実行してください。

オート電流サプレッション失敗。
自動実行中に，設定値がレンジ外となった。

オート電流サプレッション実行中に入力電流が変動した。入力電流が±8 mA を超えている。

自己診断の結果が不合格になった。

出力端子からケーブルを外し，再度自己診断を実行して下さい。エラーが繰り返し起こる場合は，故障の可能性があります。
当社または当社代理店にお問い合せください。

*1：エラーコード
自己診断はエラーを検出した時点で停止し，エラーコードを表示します。
エラーコードの詳細を下記にまとめます。
エラーコード エラー内容
0x00010000
合格
0x00020000
アナログユニットの未検出
0x0003XYXX
I/V GAIN および CURRENT SUPRESS RANGE のエラー。
X は不問，Y の範囲は 0 から 7。
Y が 0 のとき，I/V Gain 1E03 ないし CS Range 800 μA または 8 mA のエラー
Y が 1 のとき，I/V Gain 1E04 ないし CS Range 80 μA または 800 μA のエラー⋮
Y が 7 のとき，I/V Gain 1E10 ないし CS Range 8 nA のエラー
0x0004XZXXFILTER RISE TIME のエラー。X は不問，Z の範囲は 0 から C。
Z が 0 のとき，1 μs
Z が 1 のとき，3 μs⋮
Z が B のとき，300 ms
Z が C のとき，FILTER OFF のエラー

6-4

CA5351

6.1 エラーメッセージ

6.1.3 動作中のエラー
動作中に発生する可能性のあるエラーを以下に示します。
表 6-3
エラーメッセージ
No.7171
Over Temperature.

No.7172
AC line voltage error.

動作中のエラーメッセージ一覧
内容と原因

対処方法

筐体内温度が過熱状態になっています。
周囲温度が高い。
冷却ファンの故障。

電源をオフにして内部温度が正常範囲に下がるまで待ち，再度電源を投入しても再発する場合は故障なので，修理が必要です。

電源電圧に過電圧を検出しました。

電源を切り，接続する商用電源電
圧と電源電圧切替スイッチの設定を見直してください。

6.1.4 リモート制御のエラー
リモートで制御されているときのエラーについては，「5.7

エラーメッセージ」を参照してください。

6.1.5 オーバ表示
入力から出力に至る信号経路のどこかで，過大な信号レベルをオーバ検出回路が検出したときに画面上にアイコンで表示されます。オーバ発生要因および対処方法は一例です。
表 6-4
アイコン
OV IO

OV I

OV O

オーバ表示一覧

内容

対処方法“OV I”と“OV O”が同時発生すると表示されます。
入力側で“OV I”を発生させた信号は，フィルタで帯域制限をしなければ，そのまま出力側にも印加され“OV O”が発生します。

下記による。

入力端子 INPUT から，電流/電圧変換器，イコライ ・入力信号にあった I/V GAIN に設定
ザアンプ，フィルタまでのオーバを検出します。
する。
・過電流・振動が加わらないようにケーブル
・入力信号に雑音が多い。
の固定や除振対策を行う。
・筐体や入力ケーブルが振動している。
・本器の推奨信号源抵抗にする。
・信号源抵抗が低い。
（電流サプレッションを利用すると等価信号源抵抗が低下するので注意が必要。）
出力アンプおよび出力端子 OUTPUT のオーバを検 ・出力端子からケーブルを外す。
出します。
・出力端子のレベルをオシロスコー
・出力端子側から電圧を注入されている可能性。
プ等で確認する。

6-5

CA5351

6.2 故障と思われるとき

6.2 故障と思われるとき故障と思われるときは，一度以下の一覧表に対処方法が記載されていないかご確認ください。
問題が解決しないか，対処方法を試みても回復しないときは，当社または当社代理店にご連絡
ください。
表 6-5
内 容
電源が入らない

おかしいと思ったら考えられる原因

対処方法

電源 コ ー ドが 正し く 装 着 さ れ ていない。
定格 範 囲 外の 電源 を 使 用 し て いる。

電源コードをしっかり挿入し直してください。
電源コンセントの電圧をテスタなどで確認してください。
背面の電源電圧切り替えスイッチの設定を確認してください。電源電圧の設定を変更する
ときは，必ず電源コードを抜いてから行ってください。
電源コードを抜き，電源コンセントの電圧と背面の電源電圧切り換えスイッチの設定が合っていることを確認してから，新しいヒューズに交換してください。それでもヒューズが溶断するときは，故障ですので，当社または当社代理店に修理をお申し付けください。
リモートアイコンの表示が出ていたら，
LOCAL キーを押して，ローカル状態に戻してください。
ローカルロックアウト状態のときは，この操作は無効です。外部制御コントローラからローカルに戻す操作を行なう必要があります。
当社または当社代理店に修理をお申し付けく
ださい。
他の機器と重ならないようにアドレス，ポー
トを設定してください。

ヒューズが溶断している。

パネル操作ができない

リモート状態になっている

キーが劣化している

外部制御による
設定ができない
雑音が大きい他の機器と同じアドレス，ポートになっている
雑音が混入している

入力ケーブルを電源コードや雑音源から離してください。
筐体や入力ケーブルが振動を受けると雑音となります。振動源から離すか，防振対策を行ってください。
ケーブルが断線していないか確認してください。また，コンタクトを清掃してください。
入力ケーブルの芯線と外部導体が短絡していないかご確認ください。
I/V レンジを最小 1E03（×103）に設定し，電流サプレッションを OFF にして確認してください。

振動源が近い信号が小さい接続ケーブルの接触不良

出力信号が異常に大きい

接続ケーブルの短絡
飽和している

6-6

CA5351

7. 保

7. 保

守

守 ........................................................................................................ 7-1
7.1

はじめに .................................................................................. 7-2

7.2

日常の手入れ ........................................................................... 7-2

7.3

保管･再梱包･輸送 .................................................................... 7-3

7.4

バージョン番号の確認方法 ...................................................... 7-3

7.5

自己診断 .................................................................................. 7-4

7.6

性能試験 .................................................................................. 7-4

7.6.1

はじめに ............................................................................. 7-4

7.6.2

電流サプレッション設定確度，利得確度 ............................ 7-5

7.6.3

出力オフセット電圧 ............................................................ 7-6

7.7

校

正 ..................................................................................... 7-7

7-1

CA5351

7.1 はじめに

7.1

はじめに

機器を最良の状態でご使用いただくためには，下記のような保守が必要です。
● 動作点検機器が正しく動作しているかどうかをチェックします。

● 性能試験

機器が定格を満足しているかどうかをチェックします。

● 調整，校正

定格を満足していない場合は，当社で調整または校正を行い，性能を回復させます。

● 故障修理それでも改善されないときは，当社で故障の原因や故障箇所を調べ，修理します。

この取扱説明書には，容易に行うことができる性能試験の方法を記載しています。
より高度な点検，調整，校正や故障修理については，当社または当社代理店までお問い合わ
せください。

！

警 告
機器の内部には，高電圧の箇所があります。カバーは取り外さないでください。
機器内部の点検は，危険防止に精通している訓練されたサービス技術者以外の方は行わないでください。

7.2

日常の手入れCA5351 は，設置条件を満たす場所に設置してお使いください。
設置条件については  「2.2.2

設置条件」を参照。

パネルやケースの表面が汚れたときは，柔らかな布で拭いてください。汚れがひどいときは，
中性洗剤に浸し堅くしぼった布で拭いてください。シンナーやベンジンなどの有機溶剤や化学雑巾などで拭くと，変質や曇りを生じたり，塗装が剥がれたりすることがありますので避けて
ください。

7-2

CA5351

7.3 保管･再梱包･輸送

7.3

保管･再梱包･輸送

CA5351 は，設置条件を満たす場所に保管してください。
設置条件については  「2.2.2

設置条件」を参照。

輸送などのために再梱包するときは，十分な強度と余裕のある大きさの箱に，重さに耐えられる詰め物をして，機器が十分保護されるようにしてください。
輸送時は，強い衝撃が加わることがないように注意してお取り扱いください。

7.4

バージョン番号の確認方法

CA5351 のファームウェアのバージョンは，ユーティリティの本体情報画面に表示されます。
確認方法については 「4.1.4

INFORMATION（本体情報画面）」を参照。

製品の改良などで，同じ型名の製品でも個々のバージョンが異なることがあります。バージョンの違いによって動作が異なることがありますので，異常を発見したときは，症状と共にバージョン番号をお知らせください。

7-3

CA5351

7.5 性能試験

7.5

自己診断

性能試験の前に，「2.4.2

自己診断の実行」を参照して，CA5351 の自己診断を実行してく

ださい。

7.6

性能試験

7.6.1 はじめに性能試験は，CA5351 の性能劣化を未然に防止するため，予防保守の一環として行います。
また，受入検査，定期検査，修理後の性能確認などが必要なときに実施してください。
性能試験の結果，仕様を満足しないときは，校正または修理が必要です。当社または当社代
理店にご連絡ください。
1）試験環境の確認
性能試験は，次の状態で行ってください。
・電源電圧

AC 100 V±10 % / AC 120 V±10 % / AC 230 V＋10 %,－14 %（ただし 250V 以下）

・周囲温度

23±5℃

・周囲湿度

5～85 %RH

結露がないこと。

・ウォームアップ30 分以上
2）試験前の準備
性能試験の前に，設定を初期化してください。
設定の初期化は，「3.2.3

初期設定」を参照してください。

3）使用機器性能試験には，下記の測定器が必要です。
品名
必要性能
ディジタル
DC 電圧計
マルチメータ（100 mV～100 V レンジ）
確度±0.04 %その他
同軸ケーブル

機種例
34401A（Keysight）

50 Ω，BNC，RG58 /U 相当

7-4

CA5351

7.5 性能試験

7.6.2 電流サプレッション設定確度，利得確度
ここでは，簡単に電流サプレッションの設定確度と，増幅部の利得確度の総合確度を測定す
る方法を記載します。正確な試験については，当社に試験をご依頼ください。
CA5351 設定

測定器設定
接続

判定（合格範囲）：ZERO CHECK を ON にする。
I/V GAIN は下表による。
FILTER を ON にし，RISE TIME を 1 ms にする。
CURRENT SUPPRESS を ON にし，
VALUE と RANGE は下表による。
：ディジタルマルチメータを DC 電圧モードにする。
：CA5351 の出力端子（OUTPUT）から同軸ケーブルにて，
ディジタルマルチメータに接続する。
：ディジタルマルチメータの測定値を読み取る。
：下表による。

電流サプレッション
RANGE
VALUE
8 mA
+0.000 mA
8 mA+8.000 mA
800 µA+0.0 µA
800 µA+800.0 µA
80 µA+0.00 µA
80 µA
+80.00 µA
8 µA+0.000 µA
8 µA+8.000 µA
800 nA+0.0 nA
800 nA+800.0 nA
80 nA+0.00 nA80 nA+80.00 nA
8 nA+0.000 nA
8 nA+8.000 nA
8 nA+0.000 nA
8 nA+0.900 nA

I / V GAIN
（V/A）
1E03
1E03
1E04
1E04
1E05
1E05
1E06
1E06
1E07
1E07
1E08
1E08
1E09
1E09
1E10
1E10

7-5

電圧計の読み合格範囲__.___ V__.___ V__.___ V__.___ V__.___ V__.___ V__.___ V__.___ V__.___ V__.___ V__.___ V__.___ V__.___ V__.___ V__.___ V__.___ V-0.032V ～ +0.032 V+7.900V ～ +8.100 V-0.032V ～ +0.032 V+7.900V ～ +8.100 V-0.032V ～ +0.032 V+7.900V ～ +8.100 V-0.032V ～ +0.032 V+7.900V ～ +8.100 V-0.032V ～ +0.032 V+7.880V ～ +8.120 V-0.032V ～ +0.032 V+7.808V ～ +8.192 V-0.032V ～ +0.032 V+7.648V ～ +8.352 V-0.150V ～ +0.150 V+8.490V ～ +9.510 V

CA5351

7.5 性能試験

7.6.3 出力オフセット電圧
CA5351 設定

測定器設定
接続

判定（合格範囲）
I / V GAIN
（V/A）
1E03
1E04
1E05
1E06
1E07
1E08
1E09
1E09
1E09
1E09
1E09
1E10

：ZERO CHECK を ON にする。
I/V GAIN は下表による。
FILTER を ON にし，RISE TIME は下表による。
CURRENT SUPPRESS を OFF にする。
：ディジタルマルチメータを DC 電圧モードにする。
：CA5351 の出力端子（OUTPUT）から同軸ケーブルにて，
ディジタルマルチメータに接続する。
：ディジタルマルチメータの測定値を読み取る。
：下表による。

RISE TIME

電圧計の読み

1 µs
3 µs
10 µs
30 µs
100 µs300 µs
1 ms
3 ms
10 ms
30 ms
100 ms
300 ms___.__ mV___.__ mV___.__ mV___.__ mV___.__ mV___.__ mV___.__ mV___.__ mV___.__ mV___.__ mV___.__ mV___.__ mV

7-6

合格範囲

-20 mV ～ +20 mV-30mV ～ +30mV

CA5351

7.7 校

7.7

校

正

正

性能試験で仕様を満足しなかった場合は，当社で調整または校正を行い，性能を回復させます。
校正が必要なときは，当社または当社代理店にご連絡ください。
保証期間外の調整･校正は有償にて承ります。

7-7

CA5351

7.7 校正〈BLANK〉

7-8

CA5351

8. 仕

8. 仕

様

様 ........................................................................................................ 8-1
8.1

入力部 ..................................................................................... 8-2

8.2

電流サプレッション部 ............................................................. 8-3

8.3

増幅部 ..................................................................................... 8-4

8.4

出力部 ..................................................................................... 8-5

8.5

一般事項 .................................................................................. 8-68.6

外形寸法図 .............................................................................. 8-8

参考値：この表記がある値は，製品を使用するにあたり参考となる
補足データを示し，性能を保証するものではありません。

8-1

CA5351

8.1 入力部

8.1

入力部

●入力形式

直流結合不平衡入力●入力コネクタ

BNC レセプタクル
フロントパネル / リアパネル切替可●ゼロチェック

オン，オフ
入力コネクタからの信号を，内部回路から切り離す機能です。
オンのとき，内部回路から切断されます。
オフのとき，内部回路に接続し信号増幅されます。

●非破壊最大入力電流±30 mA●最大入力電流利得設定
1E10 V/A
1E09 V/A
1E08 V/A
1E07 V/A
1E06 V/A
1E05 V/A
1E04 V/A
1E03 V/A●入力インピーダンス●推奨信号源抵抗

（参考値）
利得設定
1E10 V/A
1E09 V/A
1E08 V/A
1E07 V/A
1E06 V/A
1E05 V/A
1E04 V/A
1E03 V/A

（参考値）
利得設定
1E10 V/A
1E09 V/A
1E08 V/A
1E07 V/A
1E06 V/A
1E05 V/A
1E04 V/A
1E03 V/A

最大入力電流±1 nA±10 nA±100 nA±1 µA±10 µA±100 µA±1 mA±10 mA
入力インピーダンス
30 kΩ
10 kΩ
3 kΩ
1 kΩ
400 Ω
300 Ω
10 Ω
3 Ω

備 考
100 Hz での値
1 kHz での値

推奨信号源抵抗
1 GΩ以上100 MΩ以上
10 MΩ以上
1 MΩ以上100 kΩ以上
10 kΩ以上
1 kΩ以上100 Ω以上

8-2

CA5351

8.2 電流サプレッション部●入力換算雑音電流密度

（参考値）
利得設定
1E10 V/A
1E09 V/A
1E08 V/A
1E07 V/A
1E06 V/A
1E05 V/A
1E04 V/A
1E03 V/A

入力換算雑音電流密度
備 考
2.5 fA/√Hz
55 Hz での値
6 fA/√Hz
200 Hz での値
15 fA/√Hz
45 fA/√Hz
1 kHz での値
150 fA/√Hz
750 fA/√Hz
6 pA/√Hz
75 pA/√Hz
入力開放，フロント入力，入力付加容量なし，
オートフィルタ使用時

8.2 電流サプレッション部
信号源の直流電流をキャンセルするための電流源を内蔵しています。
●電流サプレッション

オン，オフ

●レンジ

8 nA，80 nA，800 nA，8 µA，80 µA，800 µA，8 mA の 7 レンジ●レンジ設定方法

マニュアル設定，オート設定●設定範囲
8 nA レンジ-8.000 nA ～ +8.000 nA，設定分解能 1 pA

80 nA レンジ

-80.00 nA ～ +80.00 nA，設定分解能 10 pA

800 nA レンジ -800.0 nA ～ +800.0 nA，設定分解能 100 pA
8 µA レンジ-8.000 µA ～ +8.000 µA，設定分解能 1 nA

80 µA レンジ

-80.00 µA ～ +80.00 µA，設定分解能 10 nA

800 µA レンジ -800.0 µA ～ +800.0 µA，設定分解能 100 nA●設定確度

8 mA レンジ-8.000 mA ～ +8.000 mA，設定分解能 1 µA

8 nA レンジ±（｜設定の 3.0 %｜ ＋ レンジの 0.15 %）80 nA レンジ±（｜設定の 1.5 %｜ ＋ レンジの 0.15 %）(参考値)

800 nA レンジ ±（｜設定の 0.8 %｜ ＋ レンジの 0.15 %）8 µA レンジ～ ±（｜設定の 0.6 %｜ ＋ レンジの 0.15 %）●オートサプレッション
AUTO キーを押した時点で，入力電流をキャンセルするために必要な電流サプレッションレンジおよび電流値を自動的に選択･設定す
る機能。

8-3

CA5351

8.3 増幅部

8.3 増幅部●利得および確度
利得設定
1E10 V/A
1E09 V/A
1E08 V/A
1E07 V/A
1E06 V/A
1E05 V/A
1E04 V/A
1E03 V/A

利得[倍]および確度
1×1010 ±1.0 %1×109 ±1.0 %1×108 ±0.5 %1×107 ±0.3 %1×106 ±0.25 %1×105 ±0.25 %1×104 ±0.25 %1×103 ±0.25 %直流での利得値●周波数特性
利得設定

応答速度
備 考
+0.5 dB / -3.0 dB 以内 （参考値）
25 µs
DC ～ 14 kHz
基準周波数：1 Hz
5.0 µs 基準周波数：10 Hz
DC ～ 70 kHz
2.0 µsDC ～ 175 kHz
1.0 µsDC ～ 350 kHz
0.7 µsDC ～ 500 kHz
周波数帯域

1E10 V/A
1E09 V/A
1E08 V/A
1E07 V/A
1E06 V/A
1E05 V/A
1E04 V/A
1E03 V/A
フィルタ OFF，入力付加容量がないとき。

応答速度は，方形波出力波形の立ち上がり時間（10%－90%）。
●フィルタ
フィルタ

オン，オフ

設定範囲

応答速度（立ち上がり時間） 1 µs ～ 300 ms，1-3 シーケンス

設定方法

マニュアル設定，オートフィルタ

設定確度

設定時間の±20 %以内 （10 %－90 %立ち上がり時間，参考値）

フィルタ特性

低域通過（LPF），位相直線型

減衰傾度

12 dB/oct●入出力間位相逆相（入力コネクタに電流が流れ込むと，出力はマイナス電位）

8-4CA5351

8.4 出力部●オートフィルタ

利得設定に応じたフィルタが設定されます。
オートフィルタ設定中に利得設定を変更すると，フィルタ設定も自動的に変更されます。
利得設定
フィルタ設定1E10 V/A
100 µs
1E09 V/A
100 µs
1E08 V/A
30 µs
1E07 V/A
10 µs
1E06 V/A
10 µs
1E05 V/A
3 µs
1E04 V/A
1 µs
1E03 V/A
1 µs

8.4 出力部●出力形式

直流結合不平衡出力●出力コネクタ

BNC レセプタクル
フロントパネル，および，リアパネル
フロントとリアのコネクタは並列接続され，同じ信号が出力されます。

●最大出力電圧±10 V（無負荷時）●最大出力電流±10 mA（フロント および リアコネクタの合計電流）●出力インピーダンス

50 Ω●出力オフセット電圧±30 mV 以内 利得設定が 1E10（V/A） のとき（参考値）±20 mV 以内 利得設定が 1E03 ～ 1E09（V/A） のとき（入力開放，電流サプレッション OFF）

8-5

CA5351

8.5 一般事項

8.5 一般事項●表示器

3.9 インチ，TFT カラーLCD
バックライト輝度を，1 から 3 の三段階および OFF に設定可能。

●設定保存メモリ

10 組（うち 1 組はレジューム用）●レジューム

電源オフ直前の設定を記憶し，再起動時に設定を復元します。

●入出力グラウンド

入力（INPUT），出力（OUTPUT）の信号グラウンドは筐体から絶縁。
これらの信号グラウンドは共通。
信号グラウンドと筐体間の耐圧は最大 42Vpk（DC+ACpeak）。

●オーバ検出過大信号を検出して LCD にオーバ状態を表示
オーバは，電流-電圧変換後の信号（入力オーバ）と出力コネクタの信号（出力オーバ）を各々検出し，表示も各々個別に行います。

●外部制御
USB

USB1.1 フルスピード，デバイスクラス CDC

GPIB

IEEE488.2

LAN

10BASE-T / 100BASE-TX，TCP/IP（ソケット通信）●電源
電圧

AC 100 V ±10% / AC 120 V ±10 % / AC 230 V +10%,-14 %ただし 250 V 以下

周波数

50 Hz / 60 Hz ±2 Hz

消費電力

40 VA 以下

過電圧カテゴリ

Ⅱ●機器の冷却

強制空冷，背面吐き出し式

8-6

CA5351

8.5 一般事項●環境条件
動

温度 0～+40 ℃

作

湿度 5～85 %RH

ただし絶対湿度は 1～25 g/m3，結露がないこと

高度 2000 m 以下
温度 23±5 ℃

性能保証

湿度 5～85 %RH

ただし絶対湿度は 1～25 g/m3，結露がないこと

高度 2000 m 以下
保

温度 -10～+50 ℃

管

湿度 5～95 %RH

ただし絶対湿度は 1～29 g/m3，結露がないこと

%RH
90
80
70
保管

60

動作

50
40

性能保証

30
20
10
0

-10

0

汚染度

10

20

30

40

50℃

2（屋内使用）●ウォームアップ時間

30 分

●外形寸法

約 215（W）×88（H）×400（D） mm●質量

約 4.5 kg （付属品を除く）●RoHS

Directive 2011/65/EU●安全規格および EMC

EN61010-1，EN61010-2-030

ただし突起部を除く

EN61326-1（Group1，ClassA），EN61326-2-1
備考：背面パネルに CE マーキング表示がある製品に適用。

8-7

CA5351

8.6 外形寸法図

8.6 外形寸法図

図 8-1

CA5351 外形寸法図

8-8CA5351

ーーーー 保証 ーーーー

この製品は，株式会社 エヌエフ回路設計ブロックが十分な試験及び検査を行って出荷しております。
万一ご使用中に故障が発生した場合は，当社又は当社販売代理店までご連絡ください。
この保証は，取扱説明書，本体貼付ラベルなどの記載内容に従った正常な使用状態において発生した，部品又は製造上の不備による故障など当社の責任に基づく不具合について，ご購入
日から 1 年間の保証期間内に当社又は当社代理店にご連絡いただいた場合に，無償修理をお約束するものです。
なお，この保証は日本国内においてだけ有効です。日本国外で使用する場合は，当社又は当社販売代理店にご相談ください。
次の事項に該当する場合は，保証期間内でも有償修理となります。
● 取扱説明書に記載されている使用方法及び注意事項（定期点検や消耗部品の保守・交換を含む）に反する取扱いや保管によって生じた故障の場合● お客様による輸送や移動時の落下，衝撃などによって生じた故障，損傷の場合● お客様によって製品に改造（ソフトウェアを含む）が加えられている場合や，当社及び当社指定サービス業者以外による修理がなされている場合● 外部からの異常電圧又はこの製品に接続されている外部機器（ソフトウェアを含む）の影響による故障の場合● お客様からの支給部品又は指定部品の影響による故障の場合● 腐食性ガス・有機溶剤・化学薬品等の雰囲気環境下での使用に起因する腐食等による故

障や，外部から侵入した動物が原因で生じた故障の場合● 火災，地震，水害，落雷，暴動，戦争行為，又はその他天災地変などの不可抗力的事故

による故障，損傷の場合● 当社出荷時の科学技術水準では予見できなかった事由による故障の場合● 電池などの消耗品の補充修理にあたって万一不具合があり，故障と判断された場合やご不明な点がありましたら，当社又は当社販売
代理店にご連絡ください。
ご連絡の際は，型式名(又は製品名)，製造番号(銘板に記載の SERIAL NO.)とできるだけ詳しい症状やご使用の状態をお知らせください。
修理期間はできるだけ短くするよう努力しておりますが，ご購入後 5 年以上経過している製品のときは，補修パーツの品切れなどによって，日数を要する場合があります。
また，補修パーツが製造中止の場合，著しい破損がある場合，改造された場合などは修理をお断りすることがありますのであらかじめご了承ください。

お 願 い 取扱説明書の一部または全部を，無断で転載または複写することは固くお断りします。
 取扱説明書の内容は，将来予告なしに変更することがあります。
 取扱説明書の作成に当たっては万全を期しておりますが，内容に関連して発生した損害などについては，その責任を負いかねますのでご了承ください。
もしご不審の点や誤り，記載漏れなどにお気付きのことがございましたら，当社
または当社代理店にご連絡ください。

CA5351
株式会社

取扱説明書

エヌエフ回路設計ブロック〒223-8508 横浜市港北区綱島東 6-3-20
TEL 045-545-8111(代)
http://www.nfcorp.co.jp/
C Copyright 2020,◯

NF Corporation

http://www.nfcorp.co.jp/〒223-8508 横浜市港北区綱島東 6-3-20 TEL 045 (545)8111(代)