色素性皮膚疾患治療

StarWalker[ ス タ ー ウォー カ ー ]Q ス イッチ N d : Y A G レ ー ザ ーパワーと使 い や すさを 兼 ね 備 えた
ハ イ パ フォー マ ン ス なQ ス イッチ N d : Y A G レ ー ザ ー
Fotona社製のスターウォーカーは、ナノ秒単位の超短パルスからなる高ピークパワーにより、キレのよい 効率的な治療を実現する
QスイッチNd:YAGレーザーです。
2波長（532nm/1064nm）搭載により、表在性から深在性の色素性皮膚疾患をはじめ、刺青除去まで、1台で多様な治療を実現します。

適応症例●老 人 性 色 素 斑 ※●雀 卵 斑 ※●扁 平 母 斑 ※●肝 斑 ※●遅 発 性 両 側 性 太 田 母 斑 様 色 素 斑
（ADM）

※

●太 田 母 斑●刺 青 ※●異 所 性 蒙 古 斑● アートメイク ※●外 傷 性 色 素 沈 着 症

等※保険適用外診 療 報 酬につ いてQスイッチ付ヤグレーザー照射療法は、太田母斑、異所性蒙古斑又は外傷性色素沈着症に対して行った場合に算定できます。
（令和4年診療報酬点数表による）

色 素 性 皮 膚 疾 患 および 、刺 青 除 去にお いてキレのよい 治 療を実 現する「 スターウォーカー 」Ⓡ

作用する532nmと、メラニン吸収が穏やかで、深達性の高い694nm(ruby)

メラニン色素への吸収が高く、浅い層のターゲットに効率よく1064nmの2つの波長を搭載し、幅広い適応に対応します。
400500600

755nm(alexandrite)

吸光度

700

メラニン

1064nm(Nd:YAG)

酸化ヘモグロビン

532nm(KTP)

5 3 2 n m・1 0 6 4 n m

800

900

1000

1500

波長(nm)
Clinical Photomedicine (p.29), by Lim HW, Soter NA, et al., 1993,
New York: CRC Press. Copyright © 1993 by Marcel Dekker Inc.

超 短 パ ル ス 5 ナノ秒 ※短いパルス幅にエネルギーを瞬間的に集中させ、非常に高いピークパワーを安定して照射できるように設計されています。
強力なエネルギーは、皮膚の深部へ到達し、深在性色素性皮膚疾患に反応を示します。
※最高出力時ピ ークパワーと到 達 の 違 い
同じ波 長・フルエンスで比 較した場 合
シングルパルス（スターウォーカー）高 ピ ークパ ワ ーイメージ図

従来のダブルパルスピークパワーが高い高いパワーを備え、1ショットをシングルパルスで照射できるため、ピークパワーが低い高ピークパワーで発振することができます。
強力な光エネルギーにより、十分な数の光子が皮膚の深部まで到達し、深在性色素性皮膚疾患に高い反応を示します。

十分な数の光子が到達使いやすさを追求

簡 単 操 作 のタッチパネル1064

ショットカウンター機能、よく使うパラメータ登録機能、治療記録機能を搭載しています。

J/cm 22.0

動かしやすい O P T O ﬂ e x ® アーム
スムーズな動きで術者の負担を軽減し、操作性を高めます。

ワイヤレスフットスイッチ標 準 装 備
ワイヤレスフットスイッチ※で、コードが邪魔になりません。本体に収納することができます。
※コードの 接 続も可 能です。

速い起動時間
起動時のわずらわしさを軽 減します。

100V電源100Vの電源で使用でき、設置のための特別な工事は必要ありません。
200Vでも使用可能です。

R28

MaQX-1

大きな画面で、誰でも簡単に直感的に操作することができます。

人間工学に基づいて設計されたアーム（特許取得）は､ウェイトがなく軽いため、非常にMaQX

Hz

5.00015mm

6.0

12.308自動認識機能付きズ ー ム ハ ンドピ ー ス
手元でスポット径を設定可能 ※ 。
本体がハンドピースを自動的に認識し、ヒューマンエラーの防止に役立ちます。

R28※ R 2 8ハンドピ ース

R29

R2 8ハンドピ ース

R 2 9ハンドピ ース

ZOOM Handpiece

波長532nm / 1064nm

532nm / 1064nm

φ2,3,4,5,6,7,8mm（標準）φ3,10mm（オプション）

形状
スポットサ イ ズ

患 部 が 見やすいガイド光
赤色で特殊形状のガイド光により、患部が見やすく、照射の位置決めが容易です。
また、濃淡を簡単に調 節することができます。

コ ン パ クト＆ス マ ート
最 小 ※クラスのコンパクト設 計
設 計・開 発・製 造まで一 貫した生 産 体 制により、軽 量・小 型 化を実 現175cmしました。
※ QスイッチN d : Y A Gレー ザ ースピ ー ディで 効 率 的 な 治 療
低フルエンスから高フルエンスまで設 定 幅 が 広く、症 状に適したフルエンスを選 択して治 療 することができます。

高 い 繰 返し周 波 数 1 5 H z
繰返し周波数を0.5〜15Hz※の間で細かく設定でき、広範囲の部位でも短時間で照射することができます。
※ 照 射 条 件による最 大 1 0 m m のスポットサイズ
疾 患や 大きさ、目 的に合わせて、スポットサイズを最 小φ2 m mから最大φ10mmまで設定することができます。
3 0×3 0mm の 範 囲

治療時間がφ6mmの場合

φ10mmの場合

重 ね 照 射 なし

重 ね 照 射 なし

25 ショット

9 ショット

64 %も短縮※実寸大

Q ス イッチ N d : Y A Gレ ー ザ ー に つ い て

1 台 で 幅 広 い 治 療に対 応
ナノ秒単位の超短パルスとメラニン色素への吸収特性の異なる2波長（532nm/1064nm）を用いることにより、表在性から深在性まで幅広い色素性皮膚疾患や刺青に対し、選択的光熱融解理論に合致した、効果的な治療が可能です。

表在性色素性皮膚疾患
表在性色素性皮膚疾患のレーザー治療では、メラニンへの吸収が高く、表皮の色素を効率よく加熱･破壊させることができる532nmの波長を用います。
より精度の高いトップハット･ビームを形成するため､ホットスポットのない均一なエネルギー分布により、スムーズな術後治癒と色素沈着などのトラブルの少ない治療が可能です。

深 在 性 色 素 性 皮 膚 疾 患・刺 青
深在性色素性皮膚疾患や刺青のレーザー治療では、真皮の病変部に光を到達させるために、高いピークパワーが必要です。深達度の高い1064nmの波長･Qスイッチモードに加え、高エネルギーをシングルパルスで照射するため、高いピークパワーで、真皮病変部にも十分なエネルギーを与えることができます。

イメージ図

レーザー光

ピークパワーの高い超短パルスのレーザーを照射。

ショックウエーブ

メラニン顆粒が破壊されると同時に､壊れた衝撃でショックウェーブ（衝撃波）が発生。

空砲化現象

ショックウェーブによって空砲化現象（ホワイトニング）が起こり、表皮が痂皮化する。

上皮化し、痂皮が取れる過程でメラニン顆粒のフラグメントは、表皮ではターンオーバーや痂皮と共に排出され、真皮では貪食細胞により貪食される。

学術監修：東海大学医学部外科学系形成外科

教授

河野 太郎 先生

StarWalker
仕様＊本仕様値は、公称値です。

一般的名称

ネオジミウム・ヤグレーザ

波長532nm 及び 1064nm

パ ルス幅

5nsec（最高出力時）

フルエンス

532nm ： 0.2〜5.6J/cm 2

繰 返し周 波 数532nm ： 0.5〜10Hz

照 射モードシングル、リピート

スポットサイズ

標準 ：φ2〜8mm

外形寸法

290(W) × 550(D) × 820(H)mm

重量68kg

定格電源100〜240V

医 療 機 器 製 造 販 売 承認番号

23100BZX00076000

クラス分 類

クラスⅢ 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器

レー ザ ー 製 品 のクラス分け

クラス4

使 用目的 又は効 果

体表面の刺青の除去と色素性病変の治療波長1064nmは、太田母斑、異所性又は持続性蒙古斑、外傷性色素沈着症等の深在性色素性病変の治療及び黒青系の色の刺青の除去に使用する
波長532nmは、扁平母斑、雀卵斑、老人性色素斑等の表在性色素性病変の治療及び赤系の色の刺青の除去に使用する製造元

Fotona d. o. o.（スロベニア）

製造販売元

株式会社ジェイメック

販売名

スターウォーカー

1064nm ： 0.3〜12.7J/cm 21064nm ： 0.5〜15Hz

オプション ：φ3、10mm

出力電流 ： 14/6A

多関節アーム含まず

瞬時電流 ： 19/17A

50/60Hz※商品の仕様、外観および価格は改良のため、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※スターウォーカー は、株式会社ジェイメックの登録商標です。

標 準セット内 容

オプション

本体

1台

R 2 8ハンドピ ース

1本

フットスイッチ

1個

電 源ケーブ ル

1本

保 護めがね（ 施 術 者用）

1式

保 護めがね（ 患 者 用）

1個

R29ハンドピース

1本

保 護 め が ね（ 施 術 者 用 ）

保 護 め が ね（ 患 者 用 ）J M E C 公 式 サイト（ 製 品 ペ ージ ）

東京本社

札

幌支店

名 古 屋 支 店
大阪支店

九州支店

はじめての 美 容 医 療 患 者 様 向けサイト〒113 - 0034 東京都文京区湯島3 - 31 - 3 湯島東宝ビル
TEL. 03-5688-1803

FAX. 03-5688-1805

TEL. 052-238-1045

FAX. 052-238-1046

TEL. 011-748-4311

TEL. 06-6388-1866

TEL. 0957-35-8300

FAX. 011-748-4312

FAX. 06-6388-1151

FAX. 0957-35-8301

https://www.jmec.co.jpPROM-00228-01