電圧 4 相 電流 4 相 保護リレー試験器
V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

RX4744
インタフェース取扱説明書

DA00048514-004

電圧 4 相 電流 4 相 保護リレー試験器
V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

RX4744
インタフェース取扱説明書

――― はじめに ―――
この取扱説明書は RX4744 電圧 4 相 電流 4 相保護リレー試験器のリモート制御及びファイル仕様について説明しています。パネル面からの操作については，本体取扱説明書をご覧ください。
●この説明書の章構成は次のようになっています。
1. リモート制御 USB インタフェースによるリモート制御について説明します。
2. ファイル仕様 試験設定，試験結果等の本器で使用するファイル仕様について説明します。
3. 仕様 リモートインタフェースの仕様を記載しています。

この説明書はファームウェアバージョンが 1.6.0.0 以降の製品について記載しています。
ファームウェアバージョンの確認方法は本体取扱説明書を参照してください。

RX4744i目 次ページ
はじめに ............................................................................................................................................. i
目次.................................................................................................................................................... ii
図目次 ............................................................................................................................................... iv
表目次 ................................................................................................................................................ v
1. リモート制御 ...............................................................................................................................1
1.1

通信インタフェース ...........................................................................................................2

1.1.1

通信仕様について .......................................................................................................2

1.1.2

動作環境 ......................................................................................................................4

1.1.3

ドライバインストール手順.........................................................................................4

1.2

プログラムメッセージ一覧 ................................................................................................5

1.2.1

プログラムメッセージ構成.........................................................................................5

1.2.2

プログラムメッセージ一覧.........................................................................................8

1.3

プログラムメッセージ解説 ..............................................................................................10

1.3.1

発振パラメタ設定／取得 ..........................................................................................10

1.3.2

シーケンスパラメタ設定／取得 ...............................................................................38

1.3.3

コンフィグレーションパラメタ設定／取得 .............................................................49

1.3.4

ステータス情報取得..................................................................................................52

1.3.5

ステータス情報取得 2...............................................................................................541.3.6

出力 ON／OFF ..........................................................................................................571.3.7

制御電源出力 ON／OFF ...........................................................................................57

1.3.8

試験動作制御.............................................................................................................58

1.3.9

任意波形データ設定..................................................................................................58

1.3.10

マニュアルスイープ位置取得 ...................................................................................59

1.3.11

マニュアルスイープ位置設定 ...................................................................................59

1.3.12

動作値／復帰値取得..................................................................................................60

1.3.13

動作値／復帰値取得(高調波出力) .............................................................................62

1.3.14

モデル情報取得 .........................................................................................................64

1.3.15

オプション契約情報取得 ..........................................................................................64

1.3.16

オプション契約情報取得 2 .......................................................................................65

1.3.17

カウンタ スタート／ストップ信号自由設定パラメタ設定／取得 ..........................66

1.3.18

アンプ保護要因取得..................................................................................................68

1.3.19シーケンス動作モード専用 ステップ共通パラメタ設定／取得コマンド................69

1.3.20シーケンス動作モード専用 ステップパラメタ設定／取得コマンド .......................71

1.4

エラーメッセージ .............................................................................................................75

2. ファイル仕様 .............................................................................................................................77
2.1

ii

概要...................................................................................................................................782.1.1

試験設定ファイル .....................................................................................................782.1.2

試験結果ファイル .....................................................................................................78
V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.1.3

任意波形ファイル .....................................................................................................792.1.4

過渡波形ファイル .....................................................................................................79

2.1.5

過渡波形再生結果ファイル.......................................................................................792.2

試験設定ファイルフォーマット .......................................................................................812.3

試験結果ファイルフォーマット .....................................................................................1632.4

任意波形ファイルフォーマット .....................................................................................178

2.5

過渡波形再生モードファイル仕様 .................................................................................179

2.5.1

対応ファイル形式 ...................................................................................................179

2.5.2

HDR ファイル .........................................................................................................179

2.5.3

CFG ファイル .........................................................................................................179

2.5.4

DAT ファイル ..........................................................................................................184

2.5.5

INF ファイル ...........................................................................................................184

2.5.6

ComTrade ファイルに関する本器での制約事項 ....................................................1852.5.7

本器が出力する再生結果ファイルについて ...........................................................186

3. 仕様 ..........................................................................................................................................189
3.1

RX4744

インタフェース仕様 .......................................................................................................190iii

付 図・付 表■図目次
ページ
図 1-1 外部制御の通信手順イメージ ..............................................................................................3
図 1-2 GetStatus コマンドと GetStatus2 コマンドの差異 ..........................................................56
図 2-1 試験設定ファイル構成図 ...................................................................................................81
図 2-2 試験結果ファイル構成図 .................................................................................................164
図 2-3 CFG ファイルサンプル....................................................................................................180
図 2-4 DAT ファイルサンプル ....................................................................................................184
図 2-5 再生結果 CFG ファイル ...................................................................................................187

iv

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

■表目次
ページ
表 1-1 リモート制御基本通信仕様 ..................................................................................................2
表 1-2 要求コマンド一覧 ................................................................................................................8
表 1-3 試験モード名称一覧.............................................................................................................9
表 1-4 発振パラメタ データ詳細 ................................................................................................. 11
表 1-5 単体試験：ホールド急変シーケンスパラメタ 詳細 .........................................................38
表 1-6 単体試験：ノンホールド急変シーケンスパラメタ 詳細 ..................................................38
表 1-7 単体試験：95 試験シーケンスパラメタ 詳細 ...................................................................39
表 1-8 単体試験：通常スイープシーケンスパラメタ 詳細 .........................................................39
表 1-9 単体試験：ベクトル直線スイープシーケンスパラメタ 詳細 ...........................................39
表 1-10 総合試験：急変シーケンスパラメタ 詳細 ......................................................................40
表 1-11 単体試験：トランス突入電流模擬シーケンスパラメタ 詳細 .........................................40
表 1-12 単体試験：SOR 試験シーケンスパラメタ 詳細 .............................................................41
表 1-13 総合試験：リアクタンス協調シーケンスパラメタ 詳細 ................................................41
表 1-14 総合試験：脱調ロックシーケンスパラメタ 詳細 ...........................................................42
表 1-15 総合試験：脱調ロック解除シーケンスパラメタ 詳細 ....................................................42
表 1-16 総合試験：I0 遅延シーケンスパラメタ 詳細 ..................................................................43
表 1-17 総合試験：シーケンス動作 シーケンスパラメタ 詳細 ..................................................44
表 1-18 コンフィグレーションパラメタ 詳細 .............................................................................49
表 1-19 ステータス情報詳細.........................................................................................................52
表 1-20 ステータス情報詳細.........................................................................................................54
表 1-21 任意波形データの構成 .....................................................................................................58
表 1-22 動作値／復帰値詳細.........................................................................................................60
表 1-23 動作値／復帰値(高調波出力)詳細 ....................................................................................62
表 1-24 モデル情報構成 ................................................................................................................64
表 1-25 オプション契約情報構成 .................................................................................................64
表 1-26 オプション契約情報(10 進数)構成...................................................................................65
表 1-27 カウンタ スタート／ストップ信号自由設定パラメタ詳細 ............................................66
表 1-28 アンプ保護要因詳細.........................................................................................................68
表 1-29 ステップ共通データ パラメタ詳細 .................................................................................69
表 1-30 ステップデータ パラメタ詳細 ........................................................................................71
表 1-31 エラーメッセージ ............................................................................................................75
表 2-1 ファイル仕様一覧 ..............................................................................................................80
表 2-2 CFG ファイルデータ制約条件一覧 .................................................................................185
表 2-3 再生結果 CFG ファイルフォーマット .............................................................................186

RX4744v

1. リモート制御
1.1

通信インタフェース ...........................................................................................................2

1.2

プログラムメッセージ一覧 ................................................................................................5

1.3

プログラムメッセージ解説 ..............................................................................................10

1.4

エラーメッセージ .............................................................................................................75

RX47441

1.1 通信インタフェース

通信インタフェース

1.1

本器は USB インタフェースを備えており，コンピュータなどによるリモート制御が可能です。
パネル操作による設定値の変更などの制御や，設定値やステータス状態などの内部状態を読み出すこともできます。

1.1.1 通信仕様について■基本通信仕様
リモート制御における基本通信仕様を示します。
表 1-1 リモート制御基本通信仕様
項目名
通信方式
ホスト／デバイス
ベンダ ID
プロダクト ID
制御コード

最大データ長内容
USB バルク転送
USB ホスト：PC
USB デバイス：RX4744
0x0D4A
0x0038・Space（=0x20）
・‘|’（=0x7C）・‘,’（=0x2C）
・CR（=0x0D）
・LF（=0x0A）
2Kbyte（=2048Byte）■PC⇔RX4744 通信手順
PC と本器間の通信手順は大きく分けて以下の 3 つに分類されます。
通信手順のイメージは，図 1-1 外部制御の通信手順イメージになります。


正常時
PC からの要求メッセージに対して，本器から応答メッセージが返ります。

RX4744 無応答時
PC からの要求メッセージに対して，本器からの応答がない場合には，タイムアウトとなります。

PC 重複要求時
PC からの要求メッセージに対して，本器からの応答が返る前に PC が別の要求メッセージを送った場合は，後から送った要求が破棄され，最初の要求に対する応答が返ります。

2

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER1.1 通信インタフェース

PC

RX4744① PC ⇒ RX4744 要求メッセージ

正常時② RX4744 ⇒ PC 応答メッセージPC

RX4744① PC ⇒ RX4744 要求メッセージ

RX4744
無応答時

・・

タイムアウト時間

・RX4744 からの応答なし

・⇒PC 要求タイムアウト

PC

RX4744① PC ⇒ RX4744 要求メッセージ A

PC 重複
要求時

② PC ⇒ RX4744 要求メッセージ B
×要求破棄③ RX4744 ⇒ PC 応答メッセージ A

図 1-1 外部制御の通信手順イメージ

RX47443

1.1 通信インタフェース

1.1.2 動作環境
■パソコン
下記環境を満たした PC/AT 互換機のみを対象とします。
OS
Microsoft® Windows®XP（ServicePack3） 日本語版
Microsoft® Windows®7 32 ビット/64 ビット 日本語版
Microsoft® Windows®8.1 32 ビット/64 ビット 日本語版
Microsoft® Windows®10 32 ビット/64 ビット 日本語版
USB 2.0
USB ポート■USB ケーブル
USB2.0 AB タイプ（A 端子オス，B 端子メス）

1.1.3 ドライバインストール手順
ドライバは当社ホームページ（http://www.nfcorp.co.jp/）からダウンロードしてください。

4

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.2 プログラムメッセージ一覧

プログラムメッセージ一覧

1.2

1.2.1 プログラムメッセージ構成
リモート制御で使用するプログラムメッセージの種類は，以下の 3 通りとなります。
PC⇒RX4744 要求メッセージRX4744⇒PC 応答メッセージRX4744⇒PC エラー時応答メッセージ
各プログラムメッセージの構成を説明します。
a) PC⇒RX4744 要求メッセージ
PC が本器に送る要求メッセージ構成は以下の通りです。

1)
CMD

1)

2)
CMD
SEP

3)
TEST
MODE

CMD
SEP

4)
PARAM
DATA1

5)
DATA
SEP

PARAM
DATA2

…

PARAM
DATA#

6)
CR+LF

CMD（ASCII）
要求コマンドを指定します。詳細は 1.2.2 プログラムメッセージ一覧を参照してください。

2)

CMD SEP（“ ”：Space）
各コマンドを区切るコマンドセパレータです。制御コード“ ”（スペース）を指定します。

3)

TEST MODE（ASCII）
試験モード名称を指定します。詳細は 1.2.2 プログラムメッセージ一覧を参照してくだ
さい。

4)

PARAM DATA#（ASCII：CSV）
要求メッセージの種類により，指定するパラメタの数は異なります。(パラメタ取得の要
求メッセージの場合，指定しない場合もあります。)
複数のパラメタを指定する場合はカンマで区切ります。

5)

DATA SEP（“|”）
データを区切るデータセパレータです。制御コード“｜”を指定します。

6)

CR+LF
メッセージの終端を示す終端文字 CR+LF （制御コード“0x0D0A”）です。

RX47445

1.2 プログラムメッセージ一覧b) RX4744⇒PC 応答メッセージ
PC が要求を送った後，本器から受信する応答メッセージ構成は次の通りです。
1)
CMD

1)

2)
CMD
SEP

3)
TEST
MODE

CMD
SEP

4)
RESP
DATA1

5)
DATA
SEP

RESP
DATA2

…

RESP
DATA#

6)
CR+LF

CMD（ASCII）
要求メッセージで指定した要求コマンドと同じコマンドが返ります。

2)

CMD SEP（“ ”：Space）
各コマンドを区切るコマンドセパレータです。

3)

TEST MODE（ASCII）
要求メッセージで指定した試験モード名称と同じ名称が返ります。

4)

RESP DATA#（ASCII：CSV）
パラメタ取得要求などの要求コマンドにより返される応答データです。応答データの数は要求コマンドにより異なります。複数の応答データが取得される場合，応答データはカンマで区切られます。

5)

DATA SEP（“|”）
データを区切るデータセパレータです。

6)

CR+LF
メッセージの終端を示す終端文字 CR+LF（制御コード“0x0D0A”）です。

6

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.2 プログラムメッセージ一覧c) RX4744⇒PC エラー時応答メッセージ
本器が PC からの要求メッセージを受信した後，何らかのエラーが発生した場合は，エラーメ
ッセージを返します。メッセージ構成は以下の通りです。
1)
CMD

1)

2)
CMD
SEP

3)
TEST
MODE

CMD
SEP

4)
ERR
CODE

5)
DATA
SEP

6)
ERR
MSG

7)
CR+LF

CMD（ASCII）
要求メッセージで指定した要求コマンドと同じコマンドが返ります。要求メッセージで指定したコマンドが不正であった場合は，応答メッセージには“UnknownCommand”と表示されます。

2)

CMD SEP（“ ”）：Space
各コマンドを区切るコマンドセパレータです。

3)

TEST MODE（ASCII）
要求メッセージで指定した試験モード名称と同じ名称が返ります。要求メッセージの試験モード名称が不正であった場合は，応答メッセージには“UnknownTestMode”と表示
されます。

4)

ERR CODE
エラー要因を示す数値が返ります。詳細は 1.4 エラーメッセージを参照してください。

5)

DATA SEP（“|”）
データを区切るデータセパレータです。

6)

ERR MSG（ASCII）
エラー要因を示すメッセージが返ります。詳細は 1.4 エラーメッセージを参照してくだ
さい。

7)

CR+LF
メッセージの終端を示す終端文字 CR+LF（制御コード“0x0D0A”）です。

RX47447

1.2 プログラムメッセージ一覧

1.2.2 プログラムメッセージ一覧■要求コマンド一覧
前項 1.2.1 プログラムメッセージ構成で説明した【CMD】に指定する要求コマンドの一覧です。
表 1-2 要求コマンド一覧
CMD
GetOscAmpParam
SetOscAmpParam
GetSeqParam
SetSeqParam
GetConfig
SetConfig
GetStatus
GetStatus2
SetOutOnOff
SetCtrlPowerOnOff
ControlTest
SetArbData
GetManualSweepPos
SetManualSweepPos
GetOperationRecoveryValue
GetOperationRecoveryValueHarmonics
GetModelInfo
GetOptionContractData
GetOptionContractDataByDec
GetCounterFreeSetting
SetCounterFreeSetting
SetSequenceCommonParam
GetSequenceCommonParam
SetSequenceStepParam
GetSequenceStepParam8

説明
発振パラメタ取得
発振パラメタ設定
シーケンスパラメタ取得
シーケンスパラメタ設定
コンフィグレーションパラメタ取得
コンフィグレーションパラメタ設定
ステータス情報取得
ステータス情報取得 2
出力 ON／OFF
制御電源出力 ON／OFF
試験動作制御任意波形データ設定
マニュアルスイープ位置取得
マニュアルスイープ位置設定
動作値／復帰値取得
動作値／復帰値取得(高調波出力)
モデル情報取得
オプション契約情報取得
オプション契約情報取得 2
カウンタ スタート/ストップ信号自由設定
パラメタ取得カウンタ スタート/ストップ信号自由設定
パラメタ設定総合試験：シーケンス動作モード 専用
ステップ共通パラメタ設定コマンド
総合試験：シーケンス動作モード 専用
ステップ共通パラメタ取得コマンド
総合試験：シーケンス動作モード 専用
ステップパラメタ設定コマンド
総合試験：シーケンス動作モード 専用
ステップパラメタ取得コマンド

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.2 プログラムメッセージ一覧■試験モード名称一覧
前項 1.2.1 プログラムメッセージ構成で説明した【TEST MODE】に指定する文字列の一覧です。
表 1-3 試験モード名称一覧
TEST MODE
TestModeUnit_HoldQuickChange
TestModeUnit_NonHoldQuickChange
TestModeUnit_95Relay
TestModeUnit_NormalSweep
TestModeUnit_VectorLinearSweep
TestModeTotal_QuickChange
TestModeUnit_TransformerInrushCurrentSimulation
TestModeUnit_StepOutRelayTest
TestModeTotal_ReactanceCoordination
TestModeTotal_StepOutLock
TestModeTotal_StepOutLockRelease
TestModeTotal_CurrentDelay
TestModeTotal_SequenceOperation

RX4744

説明
単体試験：ホールド急変
単体試験：ノンホールド急変
単体試験：95 試験
単体試験：通常スイープ
単体試験：ベクトル直線スイープ
総合試験：急変
単体試験：トランス突入電流模擬
単体試験：SOR 試験
総合試験：リアクタンス協調
総合試験：脱調ロック
総合試験：脱調ロック解除
総合試験：I0（ゼロ）遅延
総合試験：シーケンス動作

91.3 プログラムメッセージ解説

プログラムメッセージ解説

1.3

前節 1.2.2 プログラムメッセージ一覧で示した要求コマンドについての詳細と，各コマンドで用いるパラメタについて解説します。

発振パラメタ設定／取得

1.3.1■SetOscAmpParam [TEST MODE] [発振パラメタ設定値]<CR><LF>
機能

発振パラメタを本器に設定する。
試験動作中の設定変更は不可，出力 ON 中の設定変更は一部要素で可能。

応答書式 SetOscAmpParam [TEST MODE] 0|Succeed<CR><LF>■GetOscAmpParam [TEST MODE]<CR><LF>
機能

発振パラメタ設定値を本器から取得する。

応答書式 GetOscAmpParam [TEST MODE] [発振パラメタ設定値]<CR><LF>■総合試験：シーケンス動作(オプション)モード での制約
総合試験：シーケンス動作(オプション)モードでは，専用のコマンド「1.3.19 シーケンス動作モード専用 ステップ共通パラメタ設定／取得コマンド」
または「1.3.20 シーケンス動作モード専用 ステップパラメタ設定／取得コマンド」を使用してください。
■発振パラメタ データ詳細
発振パラメタのデータ詳細を示します。[分類]項目はデータセパレータで区切り，[データ名称]
はカンマで区切ります。
設定例：
SetOscAmpParam [TEST MODE] 0,1,1,1|50,100,0,2,2|0,0,0,,．
．
．
（出力要素）データ
左から順に，
0：周波数モード
1：波形タイプ
1：電流相直列接続
1：制御電源“50 Hz 固定”“正弦波 DC”“2 直列接続”“有効”

また，表中の記載
・「※出力 ON 中は設定変更できません。」
・「※試験中は設定変更できません。
」のパラメタについては，その条件下で異なる設定を要求しても無視されます。
例)「出力 ON 中は設定変更できません。
」の制約がある[出力要素]-“周波数モード”パラメタを，
出力 ON 中に現在値と異なる値を設定したとしても，設定値は変わらない。

10

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

表 1-41) 出力要素
データ名称
分類
出力要素
周波数モード波形タイプ

電流相直列接続

制御電源

任意波形ファイル

発振パラメタ データ詳細

データ内容
0=50 Hz 固定，1=60 Hz 固定，2=内部可変，3=外部同期，4=ライン同期，5=ディジタル同期，6=0 相別設定
■制約条件
・単体試験：ホールド急変
0=50 Hz 固定，1=60 Hz 固定，2=内部可変，
3=外部同期，4=ライン同期，5=ディジタル同期，
6=0 相別設定
・単体試験：ノンホールド急変
0=50 Hz 固定，1=60 Hz 固定，2=内部可変，
3=外部同期，4=ライン同期，5=ディジタル同期・単体試験：95 試験
2=内部可変（固定）・その他の試験モード
0=50 Hz 固定，1=60 Hz 固定，2=内部可変，
3=外部同期，4=ライン同期※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
0=正弦波，1=正弦波 DC，2=電流高調波，3=任意波 AC，4=
任意波 DC，5=振幅制限波■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変
0=正弦波，1=正弦波 DC，2=電流高調波，
3=任意波 AC，4=任意波 DC，5=振幅制限波
・単体試験：通常スイープ
0=正弦波, 1=正弦波 DC, 2=高調波
・その他の試験モード0=正弦波（固定）※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
0=個別接続，1=2 直列接続，2=4 直列接続
■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プ，ベクトル直線スイープ
0=個別接続，1=2 直列接続，2=4 直列接続
・その他の試験モード
0=個別接続（固定）※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
0=無効，1=有効※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
ファイル名
■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ設定可能※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。

次ページへ続く

RX474411

1.3 プログラムメッセージ解説

2) 相パラメタ共通設定
相パラメタ
定常周波数
共通設定
故障周波数

制御電源振幅高調波単位

定常高調波次数

故障高調波次数高調波非同期設定

高調波非同期率

位相微調

0 相周波数

10.000～500.000 Hz，分解能 0.001 Hz※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
10.000～500.000 Hz，分解能 0.001 Hz■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，95 試験，
通常スイープのみ設定可能※周波数モード：0 相別設定時は定常周波数値を適用※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
4.00～112.00 V※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
0=A，1=%■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
2～25
■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
2～25
■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
0=無効，1=有効■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ設定可能※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
−10.0～10.0%■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ設定可能※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
0.0～359.99°，分解能 0.01°※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
10.000～500.000 Hz，分解能 0.001 Hz■制約条件
・単体試験：ホールド急変のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。

次ページへ続く

12

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

3) 相パラメタ個別設定 V0 相
試験使用相
相パラメタ
0=無効，1=有効個 別 設 定 V0
※出力 ON 中は設定変更できません。
相試験実行中は設定変更できません。
■制約条件
出力相
0=無効，1=有効・単体試験：※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
トランス突入試験実行中は"有効"→"無効"のみ設定変更できます。
電 流 模 擬 ， DC 出力相
0=無効，1=有効SOR 試験は設■制約条件
定不可・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
位相反転相
0=無効
※電圧相は常に無効
出力レンジ
0=125 V レンジ，1=250 V レンジ※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
定常振幅
AC 出力(正弦波 DC 以外の場合)（125 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～250.00 V，分解能 0.01 V
DC 出力(正弦波 DC で，DC 出力相=”有効”の場合)（125 V レンジ）−9.999～9.999 V，分解能 0.001 V−125.00～−10.00・10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）−9.999～9.999 V，分解能 0.001 V−250.00～−10.00・10.00～250.00 V，分解能 0.01 V■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ DC 出力範囲設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
定常位相
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。

RX474413

1.3 プログラムメッセージ解説

故障振幅

AC 出力(正弦波 DC 以外の場合)（125 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～250.00 V，分解能 0.01 V
DC 出力(正弦波 DC で，DC 出力相=”有効”の場合)（125 V レンジ）−9.999～9.999 V，分解能 0.001 V−125.00～−10.00・10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）−9.999～9.999 V，分解能 0.001 V−250.00～−10.00・10.00～250.00 V，分解能 0.01 V■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ DC 出力範囲設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
故障位相位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
トリップ入力振幅 （125 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～250.00 V，分解能 0.01 V■制約条件
・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
トリップ入力位相 位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
■制約条件・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
リクローズ入力振 （125 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
幅10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～250.00 V，分解能 0.01 V■制約条件
・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。

14

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

リクローズ入力位 位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
相■制約条件
・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
再トリップ入力振 （125 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
幅10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～250.00 V，分解能 0.01 V■制約条件
・総合試験：急変のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
再トリップ入力位 位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
相■制約条件
・総合試験：急変のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
定常重畳割合0=無効※電圧相は常に無効
故障重畳割合定常重畳電流値
故障重畳電流値
定常重畳位相値
故障重畳位相値
次ページへ続く

RX474415

1.3 プログラムメッセージ解説

4) 相パラメタ個別設定 V1 相
相パラメタ
試験使用相
0=無効，1=有効個 別 設 定 V1
※出力 ON 中は設定変更できません。
相試験実行中は設定変更できません。
0=無効，1=有効出力相※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は"有効"→"無効"のみ設定変更できます。
DC 出力相0=無効，1=有効■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
位相反転相
0=無効
※電圧相は常に無効
0=125 V レンジ，1=250 V レンジ
出力レンジ※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
定常振幅
AC 出力(正弦波 DC 以外の場合)（125 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～250.00 V，分解能 0.01 V
DC 出力(正弦波 DC で，DC 出力相=”有効”の場合)（125 V レンジ）−9.999～9.999 V，分解能 0.001 V−125.00～−10.00，10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）−9.999～9.999 V，分解能 0.001 V−250.00～−10.00，10.00～250.00 V，分解能 0.01 V■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ DC 出力範囲設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
定常位相
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。

16

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

故障振幅

AC 出力(正弦波 DC 以外の場合)（125 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～250.00 V，分解能 0.01 V
DC 出力(正弦波 DC で，DC 出力相=”有効”の場合)（125 V レンジ）−9.999～9.999 V，分解能 0.001 V−125.00～−10.00・10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）−9.999～9.999 V，分解能 0.001 V−250.00～−10.00・10.00～250.00 V，分解能 0.01 V■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ DC 出力範囲設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
故障位相位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
トリップ入力振幅 （125 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～250.00 V，分解能 0.01 V■制約条件
・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
トリップ入力位相 位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
■制約条件・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
リクローズ入力振 （125 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
幅10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～250.00 V，分解能 0.01 V■制約条件
・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。

RX474417

1.3 プログラムメッセージ解説

リクローズ入力位 位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
相■制約条件
・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
再トリップ入力振 （125 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
幅10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～250.00 V，分解能 0.01 V■制約条件
・総合試験：急変のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
再トリップ入力位 位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
相■制約条件
・総合試験：急変のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
定常重畳割合0=無効※電圧相は常に無効
故障重畳割合定常重畳電流値
故障重畳電流値
定常重畳位相値
故障重畳位相値
次ページへ続く

18

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

5) 相パラメタ個別設定 V2 相
試験使用相
相パラメタ
0=無効，1=有効個 別 設 定 V2
※出力 ON 中は設定変更できません。
相試験実行中は設定変更できません。
出力相0=無効，1=有効※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は"有効"→"無効"のみ設定変更できます。
DC 出力相0=無効，1=有効■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
位相反転相
0=無効
※電圧相は常に無効
0=125 V レンジ，1=250 V レンジ
出力レンジ※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
定常振幅
AC 出力(正弦波 DC 以外の場合)（125 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～250.00 V，分解能 0.01 V
DC 出力(正弦波 DC で，DC 出力相=”有効”の場合)（125 V レンジ）−9.999～9.999 V，分解能 0.001 V−125.00～−10.00・10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）−9.999～9.999 V，分解能 0.001 V−250.00～−10.00・10.00～250.00 V，分解能 0.01 V■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ DC 出力範囲設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
定常位相
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。

RX474419

1.3 プログラムメッセージ解説

故障振幅

AC 出力(正弦波 DC 以外の場合)（125 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～250.00 V，分解能 0.01 V
DC 出力(正弦波 DC で，DC 出力相=”有効”の場合)（125 V レンジ）−9.999～9.999 V，分解能 0.001 V−125.00～−10.00・10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）−9.999～9.999 V，分解能 0.001 V−250.00～−10.00・10.00～250.00 V，分解能 0.01 V■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ DC 出力範囲設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
故障位相位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
トリップ入力振幅 （125 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～250.00 V，分解能 0.01 V■制約条件
・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
トリップ入力位相 位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
■制約条件・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
リクローズ入力振 （125 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
幅10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～250.00 V，分解能 0.01 V■制約条件
・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。

20

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

リクローズ入力位 位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
相■制約条件
・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
再トリップ入力振 （125 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
幅10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～250.00 V，分解能 0.01 V■制約条件
・総合試験：急変のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
再トリップ入力位 位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
相■制約条件
・総合試験：急変のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
定常重畳割合0=無効※電圧相は常に無効
故障重畳割合定常重畳電流値
故障重畳電流値
定常重畳位相値
故障重畳位相値
次ページへ続く

RX474421

1.3 プログラムメッセージ解説

6) 相パラメタ個別設定 V3 相
試験使用相
相パラメタ
0=無効，1=有効個 別 設 定 V3
※出力 ON 中は設定変更できません。
相試験実行中は設定変更できません。
出力相0=無効，1=有効※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は"有効"→"無効"のみ設定変更できます。
DC 出力相0=無効，1=有効■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
位相反転相
0=無効
※電圧相は常に無効
0=125 V レンジ，1=250 V レンジ
出力レンジ※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
定常振幅
AC 出力(正弦波 DC 以外の場合)（125 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～250.00 V，分解能 0.01 V
DC 出力(正弦波 DC で，DC 出力相=”有効”の場合)（125 V レンジ）−9.999～9.999 V，分解能 0.001 V−125.00～−10.00・10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）−9.999～9.999 V，分解能 0.001 V−250.00～−10.00・10.00～250.00 V，分解能 0.01 V■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ DC 出力範囲設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
定常位相
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。

22

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

故障振幅

AC 出力(正弦波 DC 以外の場合)（125 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～250.00 V，分解能 0.01 V
DC 出力(正弦波 DC で，DC 出力相=”有効”の場合)（125 V レンジ）−9.999～9.999 V，分解能 0.001 V−125.00～−10.00・10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）−9.999～9.999 V，分解能 0.001 V−250.00～−10.00・10.00～250.00 V，分解能 0.01 V■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ DC 出力範囲設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
故障位相位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
トリップ入力振幅 （125 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～250.00 V，分解能 0.01 V■制約条件
・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
トリップ入力位相 位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
■制約条件・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
リクローズ入力振 （125 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
幅10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～250.00 V，分解能 0.01 V■制約条件
・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。

RX474423

1.3 プログラムメッセージ解説

リクローズ入力位 位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
相
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
■制約条件・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
再トリップ入力振 （125 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
幅10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～250.00 V，分解能 0.01 V■制約条件
・総合試験：急変のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
再トリップ入力位 位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
相
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
■制約条件・総合試験：急変のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
定常重畳割合0=無効※電圧相は常に無効
故障重畳割合定常重畳電流値
故障重畳電流値
定常重畳位相値
故障重畳位相値
次ページへ続く

24

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

7) 相パラメタ個別設定 I0 相
試験使用相
相パラメタ
個別設定 I0 相■制約条件
・単体試験： 出力相
95 試験，トランス突入電流
模擬，SOR 試 DC 出力相
験は設定不可

位相反転相

出力レンジ

定常振幅

定常位相

RX47440=無効，1=有効※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
0=無効，1=有効※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は"有効"→"無効"のみ設定変更できます。
0=無効，1=有効■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
0=無効，1=有効※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
0=20 A レンジ，1=5 mA レンジ，2=400 mA レンジ■制約条件（アナログ出力）
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プ，ベクトル直線スイープ及び，総合試験：急変，シーケン
ス動作
0=20 A レンジ，1=5 mA レンジ，
2=400 mA レンジ
・その他の試験モード
0=20 A レンジ※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
AC 出力(正弦波 DC 以外の場合)（20 A レンジ）0.000～20.000 A，分解能 0.001 A（5 mA レンジ）0.000～5.000 mA，分解能 0.001 mA（400 mA レンジ）0.00～400.00 mA，分解能 0.01 mA
DC 出力(正弦波 DC で，DC 出力相=”有効”の場合)（20 A レンジ）−20.000～20.000A，分解能 0.001A（5 mA レンジ）−5.000～5.000mA，分解能 0.001mA（400 mA レンジ）−400.00～400.00 mA，分解能 0.01 mA■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ DC 出力範囲設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。

25

1.3 プログラムメッセージ解説

故障振幅

AC 出力(正弦波 DC 以外の場合)（20 A レンジ）0.000～20.000 A，分解能 0.001 A（5 mA レンジ）0.000～5.000 mA，分解能 0.001 mA（400 mA レンジ）0.00～400.00 mA，分解能 0.01 mA
DC 出力(正弦波 DC で，DC 出力相=”有効”の場合)（20 A レンジ）−20.000～20.000 A，分解能 0.001 A（5 mA レンジ）−5.000～5.000 mA，分解能 0.001 mA（400 mA レンジ）−400.00～400.00 mA，分解能 0.01 mA■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ DC 出力範囲設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
故障位相位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
トリップ入力振幅 （20 A レンジ）0.000～20.000 A，分解能 0.001 A（5 mA レンジ）0.000～5.000 mA，分解能 0.001 mA（400 mA レンジ）0.00～400.00 mA，分解能 0.01 mA■制約条件
・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
トリップ入力位相 位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
■制約条件・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
リクローズ入力振 （20 A レンジ）0.000～20.000 A，分解能 0.001 A
幅（5 mA レンジ）0.000～5.000 mA，分解能 0.001 mA（400 mA レンジ）0.00～400.00 mA，分解能 0.01 mA■制約条件
・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
リクローズ入力位 位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
相
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
■制約条件・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。

26

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

再トリップ入力振 （20 A レンジ）0.000～20.000 A，分解能 0.001 A
幅（5 mA レンジ）0.000～5.000 mA，分解能 0.001 mA（400 mA レンジ）0.00～400.00 mA，分解能 0.01 mA■制約条件
・総合試験：急変のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
再トリップ入力位 位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
相■制約条件
・総合試験：急変のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
定常重畳割合0=無効※I0 相は常に無効
故障重畳割合定常重畳電流値
故障重畳電流値
定常重畳位相値
故障重畳位相値
次ページへ続く

RX474427

1.3 プログラムメッセージ解説

8) 相パラメタ個別設定 I1 相
試験使用相
相パラメタ
個別設定 I1 相■制約条件
・単体試験： 出力相
95 試験は設定
不可
DC 出力相

位相反転相

出力レンジ

定常振幅

定常位相

28

0=無効，1=有効※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
0=無効，1=有効※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は"有効"→"無効"のみ設定変更できます。
0=無効，1=有効■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
0=無効，1=有効※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
0=20 A レンジ，1=5 mA レンジ，2=400 mA レンジ■制約条件（アナログ出力）
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プ，ベクトル直線スイープ及び，総合試験：急変，シーケン
ス動作
0=20 A レンジ，1=5 mA レンジ，
2=400 mA レンジ
・その他の試験モード
0=20 A レンジ※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
AC 出力(正弦波 DC 以外の場合)（20 A レンジ）0.000～20.000 A，分解能 0.001 A（5 mA レンジ）0.000～5.000 mA，分解能 0.001 mA（400 mA レンジ）0.00～400.00 mA，分解能 0.01 mA
DC 出力(正弦波 DC で，DC 出力相=”有効”の場合)（20 A レンジ）−20.000～20.000A，分解能 0.001A（5 mA レンジ）−5.000～5.000mA，分解能 0.001mA（400 mA レンジ）−400.00～400.00 mA，分解能 0.01 mA■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ DC 出力範囲設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

故障振幅

AC 出力(正弦波 DC 以外の場合)（20 A レンジ）0.000～20.000 A，分解能 0.001 A（5 mA レンジ）0.000～5.000 mA，分解能 0.001 mA（400 mA レンジ）0.00～400.00 mA，分解能 0.01 mA
DC 出力(正弦波 DC で，DC 出力相=”有効”の場合)（20 A レンジ）−20.000～20.000 A，分解能 0.001 A（5 mA レンジ）−5.000～5.000 mA，分解能 0.001 mA（400 mA レンジ）−400.00～400.00 mA，分解能 0.01 mA■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ DC 出力範囲設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
故障位相位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
トリップ入力振幅 （20 A レンジ）0.000～20.000 A，分解能 0.001 A（5 mA レンジ）0.000～5.000 mA，分解能 0.001 mA（400 mA レンジ）0.00～400.00 mA，分解能 0.01 mA■制約条件
・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
トリップ入力位相 位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
■制約条件・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
リクローズ入力振 （20 A レンジ）0.000～20.000 A，分解能 0.001 A
幅（5 mA レンジ）0.000～5.000 mA，分解能 0.001 mA（400 mA レンジ）0.00～400.00 mA，分解能 0.01 mA■制約条件
・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
リクローズ入力位 位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
相
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
■制約条件・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。

RX474429

1.3 プログラムメッセージ解説

再トリップ入力振 （20 A レンジ）0.000～20.000 A，分解能 0.001 A
幅（5 mA レンジ）0.000～5.000 mA，分解能 0.001 mA（400 mA レンジ）0.00～400.00 mA，分解能 0.01 mA■制約条件
・総合試験：急変のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
再トリップ入力位 位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
相■制約条件
・総合試験：急変のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
定常重畳割合0.0～100.0%，分解能 0.1%
■制約条件：
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能。
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
故障重畳割合0.0～100.0%，分解能 0.1%
■制約条件：
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能。
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
0.000～10.000 A，分解能 0.001 A
定常重畳電流値■制約条件：
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能。
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
故障重畳電流値
0.000～10.000 A，分解能 0.001 A■制約条件：
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能。
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。

30

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

定常重畳位相値

故障重畳位相値

位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
■制約条件：
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能。
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
■制約条件：
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能。
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。

次ページへ続く

RX474431

1.3 プログラムメッセージ解説

9) 相パラメタ個別設定 I2 相
試験使用相
相パラメタ
個別設定 I2 相■制約条件
・単体試験： 出力相
95 試験は設定
不可
DC 出力相

位相反転相

出力レンジ
定常振幅

定常位相

故障振幅

32

0=無効，1=有効※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
0=無効，1=有効※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は"有効"→"無効"のみ設定変更できます。
0=無効，1=有効■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
0=無効，1=有効※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
0=20 A レンジ
AC 出力(正弦波 DC 以外の場合)（20 A レンジ）0.000～20.000 A，分解能 0.001 A
DC 出力(正弦波 DC で，DC 出力相=”有効”の場合)（20 A レンジ）−20.000～20.000 A，分解能 0.001 A■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ DC 出力範囲設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
AC 出力(正弦波 DC 以外の場合)（20 A レンジ）0.000～20.000 A，分解能 0.001 A
DC 出力(正弦波 DC で，DC 出力相=”有効”の場合)（20 A レンジ）−20.000～20.000 A，分解能 0.001 A■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ DC 出力範囲設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

故障位相トリップ入力振幅

トリップ入力位相

リクローズ入力振幅

リクローズ入力位
相

再トリップ入力振幅

再トリップ入力位
相

定常重畳割合RX4744

位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
（20 A レンジ）0.000～20.000 A，分解能 0.001 A■制約条件
・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
■制約条件・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
（20 A レンジ）0.000～20.000 A，分解能 0.001 A■制約条件
・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
■制約条件・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
（20 A レンジ）0.000～20.000 A，分解能 0.001 A■制約条件
・総合試験：急変のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
■制約条件・総合試験：急変のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
0.0～100.0%，分解能 0.1%
■制約条件：
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能。
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。

33

1.3 プログラムメッセージ解説

故障重畳割合定常重畳電流値

故障重畳電流値

定常重畳位相値

故障重畳位相値

0.0～100.0%，分解能 0.1%
■制約条件：
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能。
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
0.000～10.000 A，分解能 0.001 A■制約条件：
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能。
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
0.000～10.000 A，分解能 0.001 A■制約条件：
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能。
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
■制約条件：
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能。
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
■制約条件：
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能。
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。

次ページへ続く

34

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

10) 相パラメタ個別設定 I3 相
試験使用相
相パラメタ
個別設定 I3 相■制約条件
・単体試験： 出力相
95 試験は設定
不可
DC 出力相

位相反転相

出力レンジ
定常振幅

定常位相

故障振幅

RX47440=無効，1=有効※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
0=無効，1=有効※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は"有効"→"無効"のみ設定変更できます。
0=無効，1=有効■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
0=無効，1=有効※出力 ON 中は設定変更できません。
試験実行中は設定変更できません。
0=20 A レンジ
AC 出力(正弦波 DC 以外の場合)（20 A レンジ）0.000～20.000 A，分解能 0.001 A
DC 出力(正弦波 DC で，DC 出力相=”有効”の場合)（20 A レンジ）−20.000～20.000 A，分解能 0.001 A■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ DC 出力範囲設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
AC 出力(正弦波 DC 以外の場合)（20 A レンジ）0.000～20.000 A，分解能 0.001 A
DC 出力(正弦波 DC で，DC 出力相=”有効”の場合)（20 A レンジ）−20.000～20.000 A，分解能 0.001 A■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ DC 出力範囲設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。

35

1.3 プログラムメッセージ解説

故障位相トリップ入力振幅

トリップ入力位相

リクローズ入力振幅

リクローズ入力位
相

再トリップ入力振幅

再トリップ入力位
相

定常重畳割合36

位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
（20 A レンジ）0.000～20.000 A，分解能 0.001 A■制約条件
・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
■制約条件・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
（20 A レンジ）0.000～20.000 A，分解能 0.001 A■制約条件
・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
■制約条件・総合試験：急変，リアクタンス協調，I0 遅延のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
（20 A レンジ）0.000～20.000 A，分解能 0.001 A■制約条件
・総合試験：急変のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
■制約条件・総合試験：急変のみ設定可能※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は設定変更できません。
0.0～100.0%，分解能 0.1%
■制約条件：
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能。
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

故障重畳割合0.0～100.0%，分解能 0.1%
■制約条件：
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能。
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
0.000～10.000 A，分解能 0.001 A
定常重畳電流値■制約条件：
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能。
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
故障重畳電流値
0.000～10.000 A，分解能 0.001 A■制約条件：
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能。
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
定常重畳位相値
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
■制約条件：
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能。
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
故障重畳位相値
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
■制約条件：
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変，通常スイー
プのみ設定可能。
※出力 ON 中，出力 OFF 中ともに設定変更できます。
試験実行中は，・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ，設定変更できます。
・その他の試験動作モードでは設定できません。
制約条件で，“設定不可”のパラメタ項目は省略します。
（Set～コマンドで省略項目を指定しても反映されず，Get コマンドでは省略された応答が返ります。
）

RX474437

1.3 プログラムメッセージ解説

1.3.2 シーケンスパラメタ設定／取得■SetSeqParam [TEST MODE] [シーケンスパラメタ設定値]<CR><LF>
機能

シーケンスパラメタを本器に設定する。
試験動作中の設定変更は不可能。

応答書式 SetSeqParam [TEST MODE] 0|Succeed<CR><LF>■GetSeqParam [TEST MODE]<CR><LF>
機能

シーケンスパラメタ設定値を本器から取得する。

応答書式 GetSeqParam [TEST MODE] [シーケンスパラメタ設定値]<CR><LF>■シーケンスパラメタ データ詳細
シーケンスパラメタは各試験モードによって設定する項目が異なります。試験モード毎のシー
ケンスパラメタを示します。なお，[データ名称]はカンマで区切ります。
a) 単体試験：ホールド急変
表 1-5 単体試験：ホールド急変シーケンスパラメタ 詳細
分類
シーケンス
パラメタ
（条件設定）

データ名称
マニュアルモード
故障継続時間機能
故障継続時間プリトリガ時間機能
プリトリガ時間
プリトリガ終了遅延時間
故障待機時間機能
故障待機時間急変開始位相データ内容
0=無効，1=有効
0=無効，1=有効0.001～65.000 s，分解能 0.001 s0=無効，1=有効
0.1～6000.0 ms，分解能 0.1 ms
0～10000 ms，分解能 1 ms
0=無効，1=有効0～10000 ms，分解能 1 ms
0=固定，1=ランダムb) 単体試験：ノンホールド急変
表 1-6 単体試験：ノンホールド急変シーケンスパラメタ 詳細
分類
シーケンス
パラメタ
（条件設定）

38

データ名称
マニュアルモード
故障継続時間機能
故障継続時間プリトリガ時間機能
プリトリガ時間
プリトリガ終了遅延時間
急変開始位相データ内容
0=無効，1=有効
0=無効，1=有効0.001～65.000 s，分解能 0.001 s0=無効，1=有効
0.1～6000.0 ms，分解能 0.1 ms
0～10000 ms，分解能 1 ms
0=固定，1=ランダム

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説c) 単体試験：95 試験
表 1-7 単体試験：95 試験シーケンスパラメタ 詳細
分類
データ名称
シ ー ケ ン ス スイープ速度
パラメタ（条件設定） 交差周波数
折り返し待機時間
振幅急変機能

データ内容
0.001～9.999 Hz/s，
分解能 0.001 Hz/s
40.000～70.000 Hz，分解能 0.001 Hz
0.01～650.00 s，分解能 0.01 s0=無効，1=有効d) 単体試験：通常スイープ
表 1-8 単体試験：通常スイープシーケンスパラメタ 詳細
分類
シーケンス
パラメタ
（条件設定）

データ名称
スイープ動作
スイープ時間スイープ方向
判定時間
スイープ回数
出力カット
出力急変
トリップ待ち時間

データ内容
0=自動，1=手動
0.1～1000.0 s，分解能 0.1 s0=定常→故障，1=故障→定常
0.1～10.0 s，分解能 0.1 s
1～10 回，分解能 1 回
0=無効，1=有効
0=無効，1=有効
0.1～10.0 s，分解能 0.1 se) 単体試験：ベクトル直線スイープ
表 1-9 単体試験：ベクトル直線スイープシーケンスパラメタ 詳細
分類
シーケンス
パラメタ
（条件設定）

RX4744

データ名称
スイープ動作
スイープ時間スイープ方向
判定時間
スイープ回数
出力カット
出力急変
トリップ待ち時間

データ内容
0=自動，1=手動
0.1～1000.0 s，分解能 0.1 s0=定常→故障，1=故障→定常
0.1～10.0 s，分解能 0.1 s
1～10 回，分解能 1 回
0=無効，1=有効
0=無効，1=有効
0.1～10.0 s，分解能 0.1 s

39

1.3 プログラムメッセージ解説f)

総合試験：急変
表 1-10 総合試験：急変シーケンスパラメタ 詳細
分類
データ名称
シ ー ケ ン ス 動作スタート信号待ち
パラメタ
動作シーケンス（条件設定）
故障方向
遮断相選択

三相出力
計測相
0 相動作
個別動作遅延時間
遮断時間
投入時間
シーケンス継続時間機能
シーケンス継続時間
プリトリガ時間機能
プリトリガ時間
急変開始位相データ内容
0=無効，1=有効
0=再閉路なし，1=再閉路あり，
2=再遮断
0=母線 VT，1=線路 VT，2=自由設定0=第 1 相，1=第 2 相，2=第 3 相，
3=1-2 相，4=2-3 相，5=3-1 相，
6=1-2-3 相
0=同時，1=2 同時，2=3 同時，
3=ファースト，4=個別
0=第 1 相，1=第 2 相，2=第 3 相，
3=ファースト
0=同時，1=個別
0.01～60.00 s，分解能 0.01 s
0～10000 ms，分解能 1 ms
0～600 ms，分解能 1 ms
0=無効，1=有効10～600000 ms，分解能 1 ms
0=無効，1=有効
0.1～6000.0 ms，分解能 0.1 ms
0=固定，1=ランダムg) 単体試験：トランス突入電流模擬（オプション）
表 1-11 単体試験：トランス突入電流模擬シーケンスパラメタ 詳細
分類
シーケンス
パラメタ
（条件設定）

40

データ名称
スイープ終了振幅 I1 相
スイープ終了振幅 I2 相スイープ終了振幅 I3 相
出力極性 I1 相
出力極性 I2 相
出力極性 I3 相
開始-最終振幅差減衰半減時間
故障継続時間機能
故障継続時間プリトリガ出力終了遅延時
間

データ内容
0.000～[開始振幅設定値]，
分解能 0.001 A
0="+"，1="-"100～10000 ms，分解能 1 ms
0=無効，1=有効0.001～65.000 s，分解能 0.001 s
0～10000 ms，分解能 1 ms

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説h) 単体試験：SOR 試験（オプション）
表 1-12 単体試験：SOR 試験シーケンスパラメタ 詳細
分類
データ名称
シ ー ケ ン ス スイープ時間設定方法
パラメタ（条件設定） スイープ時間（インピーダンス設定）
スイープ時間（時間設定）
故障継続時間機能
故障継続時間プリトリガ時間機能
プリトリガ時間
プリトリガ出力終了遅延時
間
i)

データ内容
0=インピーダンス設定，
1=時間設定1.0～32.0 Ω，分解能 0.1 Ω
0.001～10.000 s，分解能 0.001 s0=無効，1=有効0.001～65.000 s，分解能 0.001 s0=無効，1=有効
0.1～6000.0 ms，分解能 0.1 ms
0～10000 ms，分解能 1 ms

総合試験：リアクタンス協調（オプション）
表 1-13 総合試験：リアクタンス協調シーケンスパラメタ 詳細
分類
シーケンス
パラメタ
（条件設定）

データ名称
動作スタート信号待ち
動作シーケンス
故障方向
遮断相選択

三相出力
遮断時間
投入時間
シーケンス継続時間機能
シーケンス継続時間
プリトリガ時間機能
プリトリガ時間
急変開始位相RX4744

データ内容
0=無効，1=有効
0=再閉路なし，1=再閉路あり
0=母線 VT，1=線路 VT，2=自由設定0=第 1 相，1=第 2 相，2=第 3 相，
3=1-2 相，4=2-3 相，5=3-1 相，
6=全相
0=同時
0～10000 ms，分解能 1 ms
0～600 ms，分解能 1 ms
0=無効，1=有効10～600000 ms，分解能 1 ms
0=無効，1=有効
0.1～6000.0 ms，分解能 0.1 ms
0=固定，1=ランダム41

1.3 プログラムメッセージ解説j)

総合試験：脱調ロック（オプション）
表 1-14 総合試験：脱調ロックシーケンスパラメタ 詳細
分類
シーケンス
パラメタ
（条件設定）

データ名称
動作スタート信号待ち
動作シーケンス
故障方向
三相出力
シーケンス継続時間機能
シーケンス継続時間
プリトリガ時間機能
プリトリガ時間
スイープ時間スイープタイプ
急変開始位相データ内容
0=無効，1=有効
0=再閉路なし，1=再閉路あり
0=母線 VT0=同時
0=無効，1=有効10～600000 ms，分解能 1 ms
0=無効，1=有効
0.1～6000.0 ms，分解能 0.1 ms
0.001～5.000 s，分解能 0.001 s
0=通常スイープ，
1=ベクトル直線スイープ
0=固定，1=ランダムk) 総合試験：脱調ロック解除（オプション）
表 1-15 総合試験：脱調ロック解除シーケンスパラメタ 詳細
分類
シーケンス
パラメタ
（条件設定）

データ名称
動作スタート信号待ち
動作シーケンス
故障方向
三相出力
遮断時間
シーケンス継続時間機能
シーケンス継続時間
プリトリガ時間機能
プリトリガ時間
スイープ時間スイープタイプ
急変開始位相42

データ内容
0=無効，1=有効
0=再閉路なし
0=母線 VT0=同時
0～10000 ms，分解能 1 ms
0=無効，1=有効10～600000 ms，分解能 1 ms
0=無効，1=有効
0.1～6000.0 ms，分解能 0.1 ms
0.001～5.000 s，分解能 0.001 s
0=通常スイープ，
1=ベクトル直線スイープ
0=固定，1=ランダム

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説l)

総合試験：I0 遅延（オプション）
表 1-16 総合試験：I0 遅延シーケンスパラメタ 詳細
分類
シーケンス
パラメタ
（条件設定）

データ名称
動作スタート信号待ち
動作シーケンス
故障方向
遮断相選択

三相出力
遮断時間
投入時間
シーケンス継続時間機能
シーケンス継続時間
プリトリガ時間機能
プリトリガ時間
I0 遅延時間
急変開始位相RX4744

データ内容
0=無効，1=有効
0=再閉路なし，1=再閉路あり
0=母線 VT，1=線路 VT，2=自由設定0=第 1 相，1=第 2 相，2=第 3 相，
3=1-2 相，4=2-3 相，5=3-1 相，
6=全相
0=同時
0～10000 ms，分解能 1 ms
0～600 ms，分解能 1 ms
0=無効，1=有効10～600000 ms，分解能 1 ms
0=無効，1=有効
0.1～6000.0 ms，分解能 0.1 ms
0.1～5.0 s，分解能 0.1 s0=固定，1=ランダム43

1.3 プログラムメッセージ解説m) 総合試験：シーケンス動作（オプション）
表 1-17 総合試験：シーケンス動作 シーケンスパラメタ 詳細
1) 故障(ステップ 1)～ステップ 2
分類
データ名称
共通
プリトリガ終了遅延時間
シ ー ケ ン ス 動作スタート信号待ち
パラメタ
プリトリガ時間機能(故障)
プリトリガ時間(予約)(予約)
急変開始位相継続時間
継続時間後動作

トリガ信号

信号エッジ
シ ー ケ ン ス 開始遅延時間
パラメタ
遅延時間動作(ステップ 2)
継続時間
継続時間後動作

トリガ信号

信号エッジ

データ内容
0～10000 ms 分解能 1ms0=無効，1=有効
0=無効，1=有効
0.1～6000.0 ms，分解能 0.1 ms
設定不可
設定不可
0=固定，1=ランダム
1～600000 ms，分解能 1 ms
0=次ステップ移行
1=トリガ信号待ち
2=終了→定常
3=保持 (移行なし)
0=動作スタート信号
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2
4=リクローズ 2
5=トリップ 3
6=リクローズ 3
7=トリップ ファースト
8=リクローズ ファースト0=↑：立ち上がりエッジ
1=↓：立ち下がりエッジ
0～10000 ms, 分解能 1 ms
0=遅延時間後 急変
1=スイープ
1～600000 ms, 分解能 1 ms
0=次ステップ移行
1=トリガ信号待ち
2=終了→定常
3=保持 (移行なし)
0=動作スタート信号
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2
4=リクローズ 2
5=トリップ 3
6=リクローズ 3
7=トリップ ファースト
8=リクローズ ファースト0=↑：立ち上がりエッジ
1=↓：立ち下がりエッジ

次ページに続く

44

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

2) ステップ 3～ステップ 4
シ ー ケ ン ス 開始遅延時間
パラメタ
遅延時間動作(ステップ 3)
継続時間
継続時間後動作

トリガ信号

信号エッジ
シ ー ケ ン ス 開始遅延時間
パラメタ
遅延時間動作(ステップ 4)
継続時間
継続時間後動作

トリガ信号

信号エッジ

0～10000 ms, 分解能 1 ms
0=遅延時間後 急変
1=スイープ
1～600000 ms, 分解能 1 ms
0=次ステップ移行
1=トリガ信号待ち
2=終了→定常
3=保持 (移行なし)
0=動作スタート信号
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2
4=リクローズ 2
5=トリップ 3
6=リクローズ 3
7=トリップ ファースト
8=リクローズ ファースト0=↑：立ち上がりエッジ
1=↓：立ち下がりエッジ
0～10000 ms, 分解能 1 ms
0=遅延時間後 急変
1=スイープ
1～600000 ms, 分解能 1 ms
0=次ステップ移行
1=トリガ信号待ち
2=終了→定常
3=保持 (移行なし)
0=動作スタート信号
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2
4=リクローズ 2
5=トリップ 3
6=リクローズ 3
7=トリップ ファースト
8=リクローズ ファースト0=↑：立ち上がりエッジ
1=↓：立ち下がりエッジ

次ページに続く

RX474445

1.3 プログラムメッセージ解説

3) ステップ 5～ステップ 6
シ ー ケ ン ス 開始遅延時間
パラメタ
遅延時間動作(ステップ 5)
継続時間
継続時間後動作

トリガ信号

信号エッジ
シ ー ケ ン ス 開始遅延時間
パラメタ
遅延時間動作(ステップ 6)
継続時間
継続時間後動作

トリガ信号

信号エッジ

0～10000 ms, 分解能 1 ms
0=遅延時間後 急変
1=スイープ
1～600000 ms, 分解能 1 ms
0=次ステップ移行
1=トリガ信号待ち
2=終了→定常
3=保持 (移行なし)
0=動作スタート信号
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2
4=リクローズ 2
5=トリップ 3
6=リクローズ 3
7=トリップ ファースト
8=リクローズ ファースト0=↑：立ち上がりエッジ
1=↓：立ち下がりエッジ
0～10000 ms, 分解能 1 ms
0=遅延時間後 急変
1=スイープ
1～600000 ms, 分解能 1 ms
0=次ステップ移行
1=トリガ信号待ち
2=終了→定常
3=保持 (移行なし)
0=動作スタート信号
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2
4=リクローズ 2
5=トリップ 3
6=リクローズ 3
7=トリップ ファースト
8=リクローズ ファースト0=↑：立ち上がりエッジ
1=↓：立ち下がりエッジ

次ページに続く46

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

4) ステップ 7～ステップ 8
シ ー ケ ン ス 開始遅延時間
パラメタ
遅延時間動作(ステップ 7)
継続時間
継続時間後動作

トリガ信号

信号エッジ
シ ー ケ ン ス 開始遅延時間
パラメタ
遅延時間動作(ステップ 8)
継続時間
継続時間後動作

トリガ信号

信号エッジ

0～10000 ms, 分解能 1 ms
0=遅延時間後 急変
1=スイープ
1～600000 ms, 分解能 1 ms
0=次ステップ移行
1=トリガ信号待ち
2=終了→定常
3=保持 (移行なし)
0=動作スタート信号
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2
4=リクローズ 2
5=トリップ 3
6=リクローズ 3
7=トリップ ファースト
8=リクローズ ファースト0=↑：立ち上がりエッジ
1=↓：立ち下がりエッジ
0～10000 ms, 分解能 1 ms
0=遅延時間後 急変
1=スイープ
1～600000 ms, 分解能 1 ms
0=次ステップ移行
1=トリガ信号待ち
2=終了→定常
3=保持 (移行なし)
0=動作スタート信号
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2
4=リクローズ 2
5=トリップ 3
6=リクローズ 3
7=トリップ ファースト
8=リクローズ ファースト0=↑：立ち上がりエッジ
1=↓：立ち下がりエッジ

次ページに続く

RX474447

1.3 プログラムメッセージ解説

5) ステップ 9～ステップ 10
シ ー ケ ン ス 開始遅延時間
パラメタ
遅延時間動作(ステップ 9)継続時間
継続時間後動作

トリガ信号

信号エッジ
シ ー ケ ン ス 開始遅延時間
パラメタ
遅延時間動作(ステップ 10)
継続時間
継続時間後動作

トリガ信号

信号エッジ

48

0～10000 ms, 分解能 1 ms
0=遅延時間後 急変
1=スイープ
1～600000 ms, 分解能 1 ms
0=次ステップ移行
1=トリガ信号待ち
2=終了→定常
3=保持 (移行なし)
0=動作スタート信号
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2
4=リクローズ 2
5=トリップ 3
6=リクローズ 3
7=トリップ ファースト
8=リクローズ ファースト0=↑：立ち上がりエッジ
1=↓：立ち下がりエッジ
0～10000 ms, 分解能 1 ms
0=遅延時間後 急変
1=スイープ
1～600000 ms, 分解能 1 ms
0=次ステップ移行
1=トリガ信号待ち
2=終了→定常
3=保持 (移行なし)
0=動作スタート信号
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2
4=リクローズ 2
5=トリップ 3
6=リクローズ 3
7=トリップ ファースト
8=リクローズ ファースト0=↑：立ち上がりエッジ
1=↓：立ち下がりエッジ

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

1.3.3 コンフィグレーションパラメタ設定／取得■SetConfig [TEST MODE] [トリップ設定] | … | [振幅制限波]<CR><LF>
機能

コンフィグレーションパラメタを本器に設定する。
試験動作中の設定変更は不可能，出力 ON 中の設定変更は一部要素で可能。

応答書式 SetConfig [TEST MODE] 0|Succeed<CR><LF>■GetConfig [TEST MODE]<CR><LF>
機能

コンフィグレーションパラメタ設定値を本器から取得する。

応答書式 GetConfig [TEST MODE] [トリップ設定]|…|[振幅制限波]<CR><LF>■コンフィグレーションパラメタ データ詳細
コンフィグレーションパラメタの詳細を示します。[分類]項目はデータセパレータで区切り，[データ名称]はカンマで区切ります。
また，表中に「※出力 ON 中は設定変更できません。」との記載のある要素については，出力 ON
中に異なる設定を要求しても無視されます。

表 1-18 コンフィグレーションパラメタ 詳細
分類
トリップ設定データ名称
動作スタート入力形式
動作スタート論理
動作スタート停止機能
トリップ入力形式
トリップ論理リクローズ入力形式

カウンタ設定■制約条件
・単体試験：通常スイープ，ベクトル直線スイープ，総合試
験：過渡波形再生は設定不可RX4744

リクローズ論理
カウンタモード

データ内容
1=接点入力，2=電圧入力（2.5 V）
0=a 接点，1=b 接点
0=無効，1=有効
1=接点入力，2=電圧入力（2.5 V），
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点，1=b 接点
1=接点入力，2=電圧入力（2.5 V），
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点，1=b 接点○単体試験
0=インタバル内部，
1=インタバル外部，
2=ワンショット，3=トレイン，
4=動作・復帰，
5=動作・復帰 2（95 試験用），
6=自由設定（オプション）○総合試験
0=再閉路なし，
1=再閉路あり，
2=再遮断，
3=自由設定（オプション）■制約条件
・単体試験：ホールド急変
0=インタバル内部，
1=インタバル外部，491.3 プログラムメッセージ解説

2=ワンショット，4=動作・復帰，
6=自由設定（オプション）
・単体試験：ノンホールド急変
0=インタバル内部，
1=インタバル外部，
3=トレイン，
6=自由設定（オプション）
・単体試験：95 試験
5=動作・復帰 2（固定）・単体試験：SOR 試験，トランス突入電流
模擬
0=インタバル内部，
1=インタバル外部，
2=ワンショット
・総合試験：急変
0=再閉路なし，
1=再閉路あり，
2=再遮断，
3=自由設定（オプション）
・総合試験：脱調ロック解除
0=再閉路なし，
3=自由設定（オプション）
・総合試験：リアクタンス協調，脱調ロッ
ク，I0 遅延0=再閉路なし，
1=再閉路あり，
3=自由設定（オプション）
・総合試験：シーケンス動作
3=自由設定（オプション）
0=なし ※1
・その他試験モード：設定不可

特殊機能

50

チャタリング除去機能
チャタリング除去時間
カウンタ補正機能
PSW モード
Beep 設定
位相マイナス設定
バックライト調整
DC 出力※1：シーケンス動作モードでは，「自由設定」（カウンタスタート／ストップ信号自由設定）オプションが無効の場合，“0”以外の値を設定しても無視され，応答値も”0=なし” となります。
0=無効，1=有効
0.1～3.0 ms0=無効，1=有効
0=オルタネート，1=モーメンタリ
0=無効，1=有効
0=無効，1=有効
10～90
0=無効，1=有効■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホール
ド急変，通常スイープ
・総合試験：シーケンス動作のみ設定可能V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

振幅制限波
■制約条件
・単体試験：ホールド急変，ノンホールド急変のみ設定可能

制限極性
定常制限率

故障制限率

RX4744※出力 ON 中は設定変更できません。
0=“−”，1=“＋”※出力 ON 中は設定変更できません。
極性が＋の場合：−30.0～+100.0％
極性が－の場合：−100.0～+30.0％
極性が＋の場合：−30.0～+100.0％
極性が－の場合：−100.0～+30.0％

51

1.3 プログラムメッセージ解説

1.3.4 ステータス情報取得■GetStatus [TEST MODE]<CR><LF>
機能

現在のステータス情報を本器から取得する。

応答書式 GetStatus [TEST MODE] [ステータス情報]<CR><LF>■ステータス情報の詳細
ステータス情報の詳細を示します。[データ名称]はカンマで区切られます。保護要因画面が表示されている時，保護要因がすべて解除された後，ステータス情報を取得することで保護要因画面を消去できます。
表 1-19 ステータス情報詳細
分類
ステータス情報52

データ名称
出力状態（電圧 0 相）
出力状態（電圧 1 相）
出力状態（電圧 2 相）
出力状態（電圧 3 相）
出力状態（電流 0 相）
出力状態（電流 1 相）
出力状態（電流 2 相）
出力状態（電流 3 相）
出力状態（アナログ出力相）
PFC 状態
カウンタ 1 の値
カウンタ 2 の値
カウンタ 3 の値
カウンタ 1 のステータス
カウンタ 2 のステータス
カウンタ 3 のステータス
トリップ 1 の入力状態
トリップ 2 の入力状態
トリップ 3 の入力状態
リクローズ 1 の入力状態
リクローズ 2 の入力状態
リクローズ 3 の入力状態
動作スタートの入力状態
急変動作指令の状態
試験シーケンスの実行状態

データ内容
0=出力 OFF，
1=出力 ON，
2=オーバーロード，
3=保護要因で出力 OFF

0=OK，1=NG
分解能 0.0001 s

0=停止中，1=動作中，
2=スタート待ち，
3=カウント完了
0=解除，1=入力中

0=故障，1=定常・総合試験：急変
リアクタンス協調
脱調ロック
脱調ロック解除
I0 遅延の 5 モード
0=停止中，1=実行中，
2=動作スタート信号待ち，
3=試験終了V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

プリトリガ出力の状態

・総合試験：シーケンス動作
0=停止中, 1=実行中
2=動作スタート信号待ち,
4=ステップ 2
5=ステップ 3・・・
12=ステップ 10
・上記以外のモードの場合
0=停止中，1=実行中
0=試験中，1=試験終了■本コマンドの概要
本コマンドは，現在のステータス情報（本器がコマンドを受け付けた時点のステータス情報）を取得します。
■「1.3.5 ステータス情報取得 2」コマンドとの差異
本コマンドは現在のステータス情報を取得するため，・試験時間が短い（試験の実行時間が本コマンドでのステータス取得の間隔より短い）
場合，試験の開始を取得できない可能性があります。
制御ソフトウェアなどから定期的に本器のステータス情報を取得し，試験シーケンスの進行を監視するような場合には，「1.3.5 ステータス情報取得 2」コマンドを使用してください。

RX474453

1.3 プログラムメッセージ解説

1.3.5 ステータス情報取得 2■GetStatus2 [TEST MODE]<CR><LF>
機能試験進行時に応じて保持されたステータス情報を本器から取得する。

応答書式 GetStatus2 [TEST MODE] [ステータス情報]<CR><LF>■ステータス情報の詳細
ステータス情報の詳細を示します。[データ名称]はカンマで区切られます。保護要因画面が表示されている時，保護要因がすべて解除された後，ステータス情報を取得することで保護要因画面を消去できます。
表 1-20 ステータス情報詳細
分類
ステータス情報54

データ名称
出力状態（電圧 0 相）
出力状態（電圧 1 相）
出力状態（電圧 2 相）
出力状態（電圧 3 相）
出力状態（電流 0 相）
出力状態（電流 1 相）
出力状態（電流 2 相）
出力状態（電流 3 相）
出力状態（アナログ出力相）
PFC 状態
カウンタ 1 の値
カウンタ 2 の値
カウンタ 3 の値
カウンタ 1 のステータス
カウンタ 2 のステータス
カウンタ 3 のステータス
トリップ 1 の入力状態
トリップ 2 の入力状態
トリップ 3 の入力状態
リクローズ 1 の入力状態
リクローズ 2 の入力状態
リクローズ 3 の入力状態
動作スタートの入力状態
急変動作指令の状態
試験シーケンスの実行状態

データ内容
0=出力 OFF，
1=出力 ON，
2=オーバーロード，
3=保護要因で出力 OFF

0=OK，1=NG
分解能 0.0001 s

0=停止中，1=動作中，
2=スタート待ち，
3=カウント完了
0=解除，1=入力中

0=故障，1=定常・総合試験：急変
リアクタンス協調
脱調ロック
脱調ロック解除
I0 遅延の 5 モード
0=停止中，1=実行中，
2=動作スタート信号待ち，
3=試験終了・総合試験：シーケンス動作

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

プリトリガ出力の状態

0=停止中, 1=実行中
2=動作スタート信号待ち，
4=ステップ 2
5=ステップ 3・・・
12=ステップ 10
・上記以外のモードの場合
0=停止中，1=実行中
0=試験中，1=試験終了■本コマンドの概要
本コマンドは，試験シーケンスの進行に応じて本器内部で保持された「ステータス情報」を取得できます。
※本コマンドは，ファームウェアバージョン Version1.6.0.0 以降で使用可能です。

■「1.3.4 ステータス情報取得」コマンドとの差異
現在のステータス情報を取得する「1.3.4 ステータス情報取得」
コマンドでは対応できなかった，
・試験時間が短い（試験の実行時間が本コマンドでのステータス取得の間隔より短い）場合であっても，試験が開始したことを，・「試験シーケンスの実行状態」が”0=停止中”以外の値になることとして取得できます。
次ページにて，例として，「総合試験－急変モード」において，下記の様に試験シーケンスが進行した場合を取り上げ，図で説明します。
・定常→動作スタート待ち→試験中→試験終了→定常（総合試験－急変モードの詳細については，本体取扱説明書を参照ください。）

RX474455

1.3 プログラムメッセージ解説

GetStatus コマンドの応答
動作スタート信号入力試験の開始操作

ユーザの操作試験の停止操作

プリトリガ出力
急変動作指令出力
本器画面上の
状態表示

定常動作スタート信号待ち

試験中

試験
終了

定常

「試験シーケンスの実行状態」

0:停止中

2:動作スタート信号待ち

1:実行中

3:試験
終了

0:停止中

試験の実行時間
GetStatus コマンドの送受信間隔

GetStatus コ マ ン ドの応答

コマンド受信時の[ステータス情報]が返る

コマンド受信時の[ステータス情報]が返る

GetStatus コマンドの場合，コマンドの送受信間隔が試験の実行時間より長いと，試験が行われたこと(「試験シーケンスの実行状態」が”0=停止中”以外になったこと)を検知できません。

GetStatus2 コマンドの応答
試験の開始操作

ユーザの操作動作スタート信号入力

試験の停止操作

プリトリガ出力
急変動作指令出力
本器画面上の
状態表示

定常動作スタート信号待ち

試験中

試験
終了

定常

「試験シーケンスの実行状態」

0:停止中

2:動作スタート信号待ち

1:実行中

3:試験
終了

0:停止中

試験の実行時間保持された[ステータス情報]の値

保持値
なし「 2:動 作 ス タ ー ト 信 号 待ち」変化直後の値「1:実行中」変化直後の値「3:試験終了」
変化直後の値

保持値
なし

GetStatus2 コマンドの送受信間隔

GetStauts2 コマンドの応答

コマンド受信時の[ステータス情報]が返る「3:試験終了」
変化直後の値が返る

GetStatus2 コマンドの場合，本器内部で保持された「試験シーケンスの実行状態」変化直後の[ステータス情報]が返るため，試験が行われたこと(「試験シーケンスの実行状態」が”0=停止中”以外になったこと)を検知できます。

図 1-2 GetStatus コマンドと GetStatus2 コマンドの差異「保持された [ステータス情報]の取得機能」の詳細について
・本コマンドは，本器内部で保持されている「試験シーケンスの実行状態」の変化直後の[ステータス情報]を取得します。
・同じ「試験シーケンスの実行状態」の間に本コマンドを複数回送受信すると，
1 回目は保持された値が返ります。
2 回目以降はコマンド受信時の[ステータス情報]が返ります。(GetStatus コマンドと同じ値が返ります。)
・「試験シーケンスの実行状態」が”0=停止中”以外の値から，”0”に変化したときの[ステータス情報]は保持され
ません。

56

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

1.3.6 出力 ON／OFF■SetOutOnOff [TEST MODE] 0<CR><LF>
機能

出力 OFF 状態に切り替える。

■SetOutOnOff [TEST MODE] 1<CR><LF>
機能

出力 ON 状態に切り替える。

応答書式 SetOutOnOff [TEST MODE] 0|Succeed<CR><LF>----- コメント ----------------------------------------------------------------------本器がこの要求メッセージを受け付けた後，実際に出力 ON／OFF 状態が切り替わるまで 300 ms
程度の時間を要します。
「1.3.4 ステータス情報取得」または「1.3.5 ステータス情報取得 2」メッセージを用いて出力の状態が切り替わったことを確認してから次の操作に移るか，ウェイトを設けてください。

-------------------------------------------------------------------------------------

1.3.7 制御電源出力 ON／OFF■SetCtrlPowerOnOff [TEST MODE] 0<CR><LF>
機能

制御電源出力 OFF 状態に切り替える。

■SetCtrlPowerOnOff [TEST MODE] 1<CR><LF>
機能

制御電源出力 ON 状態に切り替える。

応答書式 SetCtrlPowerOnOff [TEST MODE] 0|Succeed<CR><LF>----- コメント ----------------------------------------------------------------------本器がこの要求メッセージを受け付けた後，制御電源出力 ON／OFF 状態が切り替わるまで出力ON 時は 800 ms，出力 OFF 時は 300 ms 程度の時間を要します。(制御電源の出力 ON 時，電源電圧を 500 ms かけて 0V から設定電圧までスイープするため，出力 ON 時の状態切り替わりまでの時間が長くなっています。)
「1.3.4 ステータス情報取得」または「1.3.5 ステータス情報取得 2」メッセージを用いて出力の状態が切り替わったことを確認してから次の操作に移るか，ウェイトを設けてください。

-------------------------------------------------------------------------------------

RX474457

1.3 プログラムメッセージ解説

1.3.8 試験動作制御■ControlTest [TEST MODE] 0<CR><LF>
機能試験動作を停止する。

■ControlTest [TEST MODE] 1<CR><LF>
機能試験動作を開始する。

応答書式 ControlTest [TEST MODE] 0|Succeed<CR><LF>
マニュアルモード時（対象試験モード「単体試験：ホールド急変」，「単体試験：ノンホールド
急変」）には，パラメタ 0 指定で定常値出力，1 指定で故障値出力を行います。
----- コメント ----------------------------------------------------------------------本器がこの要求メッセージを受け付けた後，実際に試験動作開始／停止の状態が切り替わるまで
600 ms 程度の時間を要します。
「1.3.4 ステータス情報取得」または「1.3.5 ステータス情報取得 2」メッセージを用いて試験開始／停止の状態が切り替わったことを確認してから次の操作に移るか，ウェイトを設けてください。

-------------------------------------------------------------------------------------

1.3.9 任意波形データ設定■SetArbData [TEST MODE] [データインデックス]|[任意波形データ]<CR><LF>
機能

任意波形データを本器に設定する。
出力 OFF 時のみ設定変更が可能

応答書式 SetArbData [TEST MODE] 0|Succeed<CR><LF>■任意波形データの構成
任意波形データは容量が大きい（32k レコード）ため，回数を分けてデータを送信します。1 回の通信で 320 レコードのデータを送信しますので，103 回目の通信で波形データの送信が完了します。104 回目（データインデックスを“−1”）の通信で，任意波形データの転送を行います。インデックスと波形データは，データセパレータ“|”で区切ります。
表 1-21 任意波形データの構成
分類
データインデックス

波形データ

58

データ内容
−1～1020：任意波形データ送信開始を示す−1：任意波形データ送信終了を示す−32768～32767
1 回の通信で送信可能なデータは 320 件

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説■任意波形データ設定メッセージ 送信例
任意波形データ設定のメッセージ送信例を示します。
開始時にはインデックスに 0 を指定し，データセパレータ“|”の後ろに，波形データ 320 件をカンマで連結して送信します。
103 回目の通信が終了した後，インデックスに−1 を指定することで，本器に波形データがセッ
トされます。
[要求メッセージ]
開始：SetArbData [TEST MODE] 0|−32768, −32767, −32766,…,32766,32767<CR><LF>
SetArbData [TEST MODE] 1|−32768, −32767, −32766,…,32766,32767<CR><LF>
SetArbData [TEST MODE] 2|−32768, −32767, −32766,…,32766,32767<CR><LF>
・
・
・
・
・
SetArbData [TEST MODE] 102|−32768, −32767, −32766,…,32766,32767<CR><LF>
終了：SetArbData [TEST MODE] −1|<CR><LF>

1.3.10 マニュアルスイープ位置取得■GetManualSweepPos [TEST MODE]<CR><LF>
機能マニュアルスイープ位置を本器から取得する。

応答書式 GetManualSweepPos [TEST MODE] 10.0<CR><LF>
単体試験：通常スイープ，単体試験：ベクトル直線スイープのみ有効なコマンドです。その他の試験モードでは，不正なコマンドとして受け付けません。
取得されるマニュアルスイープ位置は，「コンフィグレーションパラメタ設定／取得」の「スイープ時間」の取得範囲と同じ 0.0～1000.0 s になります。
自動スイープ時は，本器内部で保持している“マニュアルスイープ位置”が取得されます。自動スイープ中のスイープ位置は取得できません。

1.3.11 マニュアルスイープ位置設定■SetManualSweepPos [TEST MODE]<CR><LF>
機能マニュアルスイープ位置を本器へ設定する。

応答書式 SetManualSweepPos [TEST MODE] 0|Succeed<CR><LF>
単体試験：通常スイープ，単体試験：ベクトル直線スイープのみ有効なコマンドです。その他の試験モードでは，不正なコマンドとして受け付けません。
設定するマニュアルスイープ位置は，「コンフィグレーションパラメタ設定／取得」の「スイープ時間」以下の値を指定します。
自動スイープ時は，本器内部で保持している“マニュアルスイープ位置”へ設定が反映されます。自動スイープ中の位置設定はできません。

RX474459

1.3 プログラムメッセージ解説

1.3.12 動作値／復帰値取得■GetOperationRecoveryValue [TEST MODE]<CR><LF>
機能

動作値／復帰値を本器から取得する。

応答書式 GetOperationRecoveryValue [TEST MODE] [動作値／復帰値]<CR><LF>
単体試験：95 試験，単体試験：通常スイープ(自動スイープ時)，単体試験：ベクトル直線スイープ(自動スイープ時)のみ有効なコマンドです。その他の試験モードでは，不正なコマンドとして受け付けません。
また，単体試験：通常スイープ，ベクトル直線スイープモードで手動スイープ時は，全て“0”の値で応答されます。95 試験の場合，動作周波数・復帰周波数以外は全て空“ ”で応答されます。
■動作値／復帰値データ詳細
動作値／復帰値の詳細を示します。[分類]，[データ名称]はどちらもカンマで区切られます。

分類
動作値

復帰値

60

表 1-22 動作値／復帰値詳細
データ名称
データ内容
動作周波数
分解能 0.001 Hz
V0 振幅動作値
分解能 0.001 V（0.000～9.999 V）
分解能 0.01 V（10.00～250.00 V）
V0 位相動作値
分解能 0.1°
V1 振幅動作値
分解能 0.001 V（0.000～9.999 V）
分解能 0.01 V（10.00～250.00 V）
V1 位相動作値
分解能 0.1°V2 振幅動作値
分解能 0.001 V（0.000～9.999 V）
分解能 0.01 V（10.00～250.00 V）
V2 位相動作値
分解能 0.1°V3 振幅動作値
分解能 0.001 V（0.000～9.999 V）
分解能 0.01 V（10.00～250.00 V）
V3 位相動作値
分解能 0.1°
I0 振幅動作値
分解能 0.001 A
I0 位相動作値
分解能 0.1°
I1 振幅動作値
分解能 0.001 A(20 A レンジ)
0.00001 A(400 mA レンジ)
0.000001 A(5 mA レンジ)I1 位相動作値
分解能 0.1°I2 振幅動作値
分解能 0.001 A
I2 位相動作値
分解能 0.1°
I3 振幅動作値
分解能 0.001 A
I3 位相動作値
分解能 0.1°
復帰周波数
分解能 0.001 Hz
V0 振幅復帰値
分解能 0.001 V（0.000～9.999 V）
分解能 0.01 V（10.00～250.00 V）
V0 位相復帰値
分解能 0.1°
V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

V1 振幅復帰値
V1 位相復帰値
V2 振幅復帰値
V2 位相復帰値
V3 振幅復帰値
V3 位相復帰値
I0 振幅復帰値
I0 位相復帰値
I1 振幅復帰値

I1 位相復帰値
I2 振幅復帰値
I2 位相復帰値
I3 振幅復帰値
I3 位相復帰値

分解能 0.001 V（0.000～9.999 V）
分解能 0.01 V（10.00～250.00 V）
分解能 0.1°
分解能 0.001 V（0.000～9.999 V）
分解能 0.01 V（10.00～250.00 V）
分解能 0.1°
分解能 0.001 V（0.000～9.999 V）
分解能 0.01 V（10.00～250.00 V）
分解能 0.1°
分解能 0.001 A
分解能 0.1°
分解能 0.001 A(20 A レンジ)
0.00001 A(400 mA レンジ)
0.000001 A(5 mA レンジ)
分解能 0.1°
分解能 0.001 A
分解能 0.1°
分解能 0.001 A
分解能 0.1°----- コメント ----------------------------------------------------------------------動作周波数と復帰周波数は，試験失敗時には両方とも 0.000Hz となります。よって，通常スイー
プとベクトル直線スイープにおいて，
「1.3.4 ステータス情報取得」または「1.3.5 ステータス情報取得 2」の「試験シーケンスの実行状態」が”0=停止中”，かつ，動作周波数と復帰周波数のどちらか片方が 0.000Hz でな
いときに試験が正常終了したと認識できます。

-------------------------------------------------------------------------------------

RX474461

1.3 プログラムメッセージ解説

1.3.13 動作値／復帰値取得(高調波出力)■GetOperationRecoveryValueHarmonics [TEST MODE]<CR><LF>
機能
応答書式

高調波出力の動作値／復帰値を本器から取得する。
GetOperationRecoveryValue [TEST MODE] [ 動 作 値 ／ 復 帰 値 ( 高 調 波 出力)]<CR><LF>

単体試験：通常スイープ(自動スイープ時)のみ有効なコマンドです。その他の試験モードでは，
不正なコマンドとして受け付けません。
また，単体試験：通常スイープ であっても，以下の場合はすべて空“ ”で応答されます。
・「発振器パラメタ設定」の「波形タイプ」が"電流高調波"設定 以外の場合
・手動スイープ設定の場合■動作値／復帰値(高調波出力)データ詳細
動作値／復帰値(高調波出力) の詳細を示します。[分類]，[データ名称]はどちらもカンマで区切
られます。

分類
動作値

62

表 1-23 動作値／復帰値(高調波出力)詳細
データ名称
データ内容
動作周波数(高調波)
分解能 0.001 Hz※取得値は下記の値となります
基本相動作周波数×高調波次数次数
分解能 1※定常高調波次数の設定値となります(予約)
常に空文字””(予約)
常に空文字””(予約)
常に空文字””(予約)
常に空文字””(予約)
常に空文字””(予約)
常に空文字””(予約)
常に空文字””(予約)
常に空文字””(予約)
常に空文字””(予約)
常に空文字””
I1 振幅(高調波)動作値
・振幅単位：A の場合
分解能 0.001A
・振幅単位：% の場合
分解能 0.1 %I1 位相(高調波)動作値
分解能 0.1°I2 振幅(高調波)動作値
・振幅単位：A の場合
分解能 0.001A
・振幅単位：% の場合
分解能 0.1 %I2 位相(高調波)動作値
分解能 0.1°
I3 振幅(高調波)動作値
・振幅単位：A の場合
分解能 0.001A
V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

復帰値

I3 位相(高調波)動作値
復帰周波数(高調波)

次数
(予約)
(予約)
(予約)
(予約)
(予約)
(予約)
(予約)
(予約)
(予約)
(予約)
I1 振幅(高調波)復帰値

I1 位相(高調波)復帰値
I2 振幅(高調波)復帰値

I2 位相(高調波)復帰値
I3 振幅(高調波)復帰値

I1 振幅(高調波)復帰値

・振幅単位：% の場合
分解能 0.1 %分解能 0.1°
分解能 0.001 Hz※取得値は下記の値となります
基本相復帰周波数×高調波次数
分解能 1※定常高調波次数の設定値となります
常に空文字””
常に空文字””
常に空文字””
常に空文字””
常に空文字””
常に空文字””
常に空文字””
常に空文字””
常に空文字””
常に空文字””
・振幅単位：A の場合
分解能 0.001A
・振幅単位：% の場合
分解能 0.1 %分解能 0.1°・振幅単位：A の場合
分解能 0.001A
・振幅単位：% の場合
分解能 0.1 %分解能 0.1°・振幅単位：A の場合
分解能 0.001A
・振幅単位：% の場合
分解能 0.1 %分解能 0.1°----- コメント ----------------------------------------------------------------------動作周波数(高調波)と復帰周波数(高調波)は，試験失敗時には両方とも 0.000Hz となります。よって，通常スイープとベクトル直線スイープにおいて，
「1.3.4 ステータス情報取得」または「1.3.5 ステータス情報取得 2」の「試験シーケンスの実行状態」が”0=停止中”，かつ，動作周波数と復帰周波数のどちらか片方が 0.000Hz でな
いときに試験が正常終了したと認識できます。

-------------------------------------------------------------------------------------

RX474463

1.3 プログラムメッセージ解説

1.3.14 モデル情報取得■GetModelInfo [TEST MODE]<CR><LF>
機能

モデル情報（シリアル番号，ファームウェアバージョン）を取得する。

応答書式 GetModelInfo [TEST MODE] [モデル情報]<CR><LF>■モデル情報詳細
モデル情報の詳細を示します。[データ名称]はカンマで区切られます。
表 1-24 モデル情報構成
分類
モデル情報

データ名称
シリアル番号
ファームウェアバージョン

モデル名

データ内容
（例）1234567（例）1234 ※※画面表示は"Version1.2.3.4"となる
RX47441.3.15 オプション契約情報取得■GetOptionContractData [TEST MODE]<CR><LF>
機能

オプション契約情報を取得する。

応答書式 GetOptionContractData [TEST MODE] [オプション契約情報]<CR><LF>■オプション契約情報詳細
オプション契約情報の詳細を示します。[データ名称]はカンマで区切られます。
表 1-25 オプション契約情報構成
分類
オプション契約
情報

データ名称
任意波形
振幅制限波形
トランス突入電流模擬モード
SOR 試験モード
リアクタンス/脱調/I0 遅延モード
トリップ 2～3/リクローズ 2～3
ディジタル同期
カウンタ自由設定

データ内容
0=無効，1=有効----- コメント ----------------------------------------------------------------------

本コマンドはファームウェアバージョン Version 1.6.0.0 でオプション機能が増えたため，
Version 1.6.0.0 より前のファームウェアを使用した試験システムとの互換性を保つためのコマ
ンドです。



Version 1.6.0.0 以降のファームウェアを使用して試験システムを構築する場合は「オプション
契約情報取得 2」コマンドを使用するようにしてください。

-------------------------------------------------------------------------------------

64

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

1.3.16 オプション契約情報取得 2■GetOptionContractDataByDec [TEST MODE]<CR><LF>
機能

オプション契約情報を 10 進数形式で取得する。

応答書式

GetOptionContractDataByDec [TEST MODE] [ オ プ シ ョ ン 契 約 情 報 (10 進数)]<CR><LF>■オプション契約情報(10 進数)詳細
表 1-26 オプション契約情報(10 進数)構成
分類
オプション契約
情報(10 進数)

データ名称
オプション契約情報(10 進数)

データ内容
bit00：任意波形
bit01：振幅制限波
bit02：トランス突入電流模擬モード
bit03：SOR 試験モード
bit04：リアクタンス/脱調/I0 遅延モード
bit05：トリップ 2～3/リクローズ 2～3
bit06：ディジタル同期
bit07：カウンタ自由設定
bit08：(予約)bit09：シーケンス動作モード
bit10～31：(予約)※オプション契約情報が有効である機能のビットが“1”になります。

※

オプション契約情報が無効か，「予約」となっている機能のビットは常に“0”となります。

RX474465

1.3 プログラムメッセージ解説

1.3.17 カウンタ スタート／ストップ信号自由設定パラメタ設定／取得■SetCounterFreeSetting [TEST MODE] [カウンタ スタート/ストップ信号自由設定パラメタ]<CR><LF>
機能

カウンタ自由設定パラメタを本器に設定する。

応答書式 SetCounterFreeSetting [TEST MODE] 0|Succeed<CR><LF>■GetCounterFreeSetting [TEST MODE] <CR><LF>
機能

カウンタ自由設定パラメタを本器から取得する。

応答書式 GetCounterFreeSetting [TEST MODE] [カウンタ スタート/ストップ信号自由設定
パラメタ]<CR><LF>■カウンタ スタート／ストップ信号自由設定パラメタ データ詳細
カウンタ スタート／ストップ信号自由設定パラメタの詳細を示します。[データ名称]はカンマで区切ります。

表 1-27 カウンタ スタート／ストップ信号自由設定パラメタ詳細
分類
カウンタ設定データ名称
カウンタ 1 自由設定
有効
カウンタ 1 自由設定
スタート信号選択

データ内容
0=無効，1=有効

0=急変指令出力，
1=トリップ 1，2=リクローズ 1，
3=トリップ 2，4=リクローズ 2，
5=トリップ 3，6=リクローズ 3 ※1
スタート信号にカウンタ 1 自由設定
スタート信号エッジ
・トリップ/リクローズ信号指定の場合
方向
0=入力↑，1=解除↓
・急変指令出力を指定の場合
0=故障→定常，1=定常→故障
カウンタ 1 自由設定
1=トリップ 1，2=リクローズ 1，
ストップ信号選択
3=トリップ 2，4=リクローズ 2，
5=トリップ 3，6=リクローズ 3 ※1
カウンタ 1 自由設定
0=入力↑，1=解除↓ストップ信号エッジ方向
カウンタ 2 自由設定 0=無効，1=有効
有効
カウンタ 2 自由設定
0=急変指令出力，スタート信号選択
1=トリップ 1，2=リクローズ 1，
3=トリップ 2，4=リクローズ 2，
5=トリップ 3，6=リクローズ 3 ※1

66

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

スタート信号にカウンタ 2 自由設定
スタート信号エッジ
・トリップ/リクローズ信号指定の場合
方向
0=入力↑，1=解除↓
・急変指令出力を指定の場合
0=故障→定常，1=定常→故障
カウンタ 2 自由設定
1=トリップ 1，2=リクローズ 1，
ストップ信号選択
3=トリップ 2，4=リクローズ 2，
5=トリップ 3，6=リクローズ 3 ※1
カウンタ 2 自由設定
0=入力↑，1=解除↓ストップ信号エッジ方向
カウンタ 3 自由設定 0=無効，1=有効
有効
カウンタ 3 自由設定
0=急変指令出力，スタート信号選択
1=トリップ 1，2=リクローズ 1，
3=トリップ 2，4=リクローズ 2，
5=トリップ 3，6=リクローズ 3 ※1
スタート信号にカウンタ 3 自由設定
スタート信号エッジ
・トリップ/リクローズ信号指定の場合
方向
0=入力↑，1=解除↓
・急変指令出力を指定の場合
0=故障→定常，1=定常→故障
カウンタ 3 自由設定
1=トリップ 1，2=リクローズ 1，
ストップ信号選択
3=トリップ 2，4=リクローズ 2，
5=トリップ 3，6=リクローズ 3 ※1
カウンタ 3 自由設定
0=入力↑，1=解除↓ストップ信号エッジ
方向※1 トリップ 2，リクローズ 2，トリップ 3，リクローズ 3 は「トリップ 2～3/リクロー
ズ 2～3 オプション契約」が有効の場合のみ選択できます。
■注意点
このコマンドは以下の場合に有効です。
・「カウンタ スタート/ストップ信号自由設定オプション契約」が有効である。
・カウンタ設定に「自由設定」を設定できる試験動作モードである。
このコマンドが有効である条件の下でこのコマンドを受け付けると，「コンフィグレーションパラメタ設定／取得」の「カウンタモード」が”自由設定”となります。

RX474467

1.3 プログラムメッセージ解説

1.3.18 アンプ保護要因取得■GetProtectionFactor [TEST MODE]<CR><LF>
機能

アンプ保護要因をデバイスから取得する。

応答書式 GetProtectionFactor [TEST MODE] [アンプ保護要因]<CR><LF>■アンプ保護要因詳細
アンプ保護要因の詳細を示します。[データ名称]はカンマで区切られます。
表 1-28 アンプ保護要因詳細
分類
アンプ
保護要因

データ名称
V0 相
エラーステータス
V1 相
エラーステータス
V2 相
エラーステータス
V3 相
エラーステータス※

データ内容
bit06：制御電源異常発生
bit07：電源電流負荷オーバ発生
bit08：出力電流負荷オーバ発生
bit09：温度異常発生
bit10：電源電圧オーバ発生
bit11：電源電圧不足発生
bit12：出力電流ピーク値オーバ発生
bit13：出力電圧ピーク値オーバ発生
bit14：DC 出力オーバ発生
制御電源有効のとき，「V0 相エラーステータス」が「制御電源のエラーステータス」になります。

I0 相
エラーステータス
I1 相
エラーステータス
I2 相
エラーステータス
I3 相
エラーステータス
モニタ相
エラーステータス

bit06：制御電源異常発生
bit08：出力電圧負荷オーバ発生
bit09：温度異常発生
bit11：電源電圧不足発生
bit12：出力電流ピーク値オーバ発生
bit13：出力電圧ピーク値オーバ発生
bit14：DC 出力オーバ発生

PFC
エラーステータス

bit00：アンプ電源逆潮流発生
bit02：温度異常発生
bit03：電流オーバ発生
bit08：第 0 相電流オーバ発生
bit09：第 1 相電流オーバ発生
bit10：第 2 相電流オーバ発生
bit11：第 3 相電流オーバ発生
bit14：内部通信異常発生
bit15：内部通信異常発生

bit13：アナログ出力 5 mA レンジ過負荷発生
bit14：アナログ出力 400 mA レンジ過負荷発生

データ内容で定義がないビットは常に”0”となります。

※ GetProtectionFactor コマンド各ビットのセットタイミングは，電圧・電流・アナログ出力相のいずれか 1 相以
上が保護検知により出力 OFF 状態となったときです。
※

GetProtectionFactor コマンド各ビットのクリアタイミングは，GetProtectionFactor コマンドの応答を返したとき，
または，一度解除された保護要因表示画面が，他の保護要因検知により再度表示されたときです。

※

出力のオーバーロード状態は GetStatus コマンドでのみ取得できます。従いまして，通常の装置ステータス取得は GetStatus コマンドを使用し，その応答に保護検知による出力 OFF 状態が現れたとき，GetProtectionFactor
コマンドで保護の要因を取得する，というように本コマンドをお使いください。

68

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

1.3.19 シーケンス動作モード専用 ステップ共通パラメタ設定／取得コマンド■SetSequenceModeStepCommonParam [TEST MODE] [ステップ共通データ] <CR><LF>
機能

シーケンス動作モードのステップ共通パラメタを本器に設定する。

応答書式 SetSequenceModeStepCommonParam [TEST MODE] 0|Succeed<CR><LF>■GetSequenceModeStepCommonParam [TEST MODE] <CR><LF>
機能

シーケンス動作モードのステップ共通パラメタ設定値を本器から取得する。

応答書式

GetSequenceModeStepCommonParam [TEST MODE] [ ス テ ッ プ 共 通 デ ータ]<CR><LF>■ステップ共通パラメタ データ詳細
ステップ共通パラメタの詳細を示します。[分類]項目はデータセパレータで区切り，[データ名称]はカンマで区切ります。
表 1-29 ステップ共通データ パラメタ詳細
分類
出力要素

相パラメタ
共通設定

相パラメタ
個別設定 V0 相

相パラメタ
個別設定 V1 相

データ名称
周波数モード波形タイプ
電流相直列接続
制御電源(予約)
制御電源振幅

データ内容
0=50Hz 固定，1=60Hz 固定，2=内部可変
3=外部同期，4=ライン同期，
5=ディジタル同期
0=正弦波，1=正弦波 DC0=個別接続（固定）
0=無効，1=有効
常に空文字””
4.00～112.00V，分解能 0.01 V

位相微調
(予約)
(予約)
(予約)
(予約)
試験使用相

0.0～359.99°, 分解能 0.01°
常に空文字””
常に空文字””
常に空文字””
常に空文字””
0=無効，1=有効出力相
DC 出力相
位相反転相

0=無効，1=有効
0=無効，1=有効
0=無効※電圧相は常に無効
0=125V レンジ，1=250V レンジ
0=無効，1=有効

出力レンジ
試験使用相
出力相
DC 出力相
位相反転相
出力レンジ

RX47440=無効，1=有効
0=無効，1=有効
0=無効※電圧相は常に無効
0=125V レンジ，1=250V レンジ

69

1.3 プログラムメッセージ解説

相パラメタ
個別設定 V2 相相パラメタ
個別設定 V3 相試験使用相0=無効，1=有効出力相
DC 出力相
位相反転相

0=無効，1=有効
0=無効，1=有効
0=無効※電圧相は常に無効
0=125V レンジ，1=250V レンジ
0=無効，1=有効

出力レンジ
試験使用相
出力相
DC 出力相
位相反転相

相パラメタ
個別設定 I0 相

出力レンジ
試験使用相
出力相
DC 出力相
位相反転相
出力レンジ

相パラメタ
個別設定 I1 相

試験使用相
出力相
DC 出力相
位相反転相
出力レンジ

相パラメタ
個別設定 I2 相

相パラメタ
個別設定 I3 相

0=無効，1=有効
0=無効，1=有効
0=無効※電圧相は常に無効
0=125V レンジ，1=250V レンジ
0=無効，1=有効
0=無効，1=有効
0=無効，1=有効
0=無効，1=有効
0=20A レンジ，1=5mA レンジ，
2=400mA レンジ
0=無効，1=有効

試験使用相

0=無効，1=有効
0=無効，1=有効
0=無効，1=有効
0=20A レンジ，1=5mA レンジ，
2=400mA レンジ
0=無効，1=有効出力相
DC 出力相
位相反転相
出力レンジ
試験使用相

0=無効，1=有効
0=無効，1=有効
0=無効，1=有効
0=20A レンジ
0=無効，1=有効出力相
DC 出力相
位相反転相
出力レンジ

0=無効，1=有効
0=無効，1=有効
0=無効，1=有効
0=20A レンジ■注意点
このコマンドは総合試験：シーケンス動作モードのみで有効です。
以下の場合，本器はこのコマンドを受け付けません。
・総合試験：シーケンス動作モード以外の試験モードで使用した場合。
・総合試験：シーケンス動作モードのオプションが無効である場合。

70

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

1.3.20 シーケンス動作モード専用 ステップパラメタ設定／取得コマンド■SetSequenceModeStepParam [TEST MODE] [ステップパラメタ] <CR><LF>
機能

シーケンス動作モードの指定ステップのパラメタを本器に設定する。

応答書式 SetSequenceModeStepParam [TEST MODE] 0|Succeed<CR><LF>■GetSequenceModeStepParam [TEST MODE] [Step 指定]<CR><LF>
機能

シーケンス動作モードの指定ステップのパラメタ設定値を本器から取得する。

応答書式 GetSequenceModeStepParam [TEST MODE] [ステップパラメタ]<CR><LF>※”GetSequenceModeStepParam”コマンドは，引数「ステップ指定」で，パラメタを取得する
ステップを指定します。
■ステップパラメタ データ詳細
ステップパラメタの詳細を示します。[分類]項目はデータセパレータで区切り，[データ名称]はカンマで区切ります。

表 1-30 ステップデータ パラメタ詳細
分類
ステップ指定データ名称
ステップ指定

相パラメタ
共通設定
相パラメタ
個別設定 V0 相

周波数
(予約)
振幅値

位相値
(予約)
(予約)
(予約)

データ内容
0～10，分解能 10=定常
1=故障(ステップ 1)
2=ステップ 2……
10=ステップ 10
10.000～500.000Hz, 分解能 0.001Hz
常に空文字””
AC 出力(正弦波 DC 以外の場合)（125 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～250.00 V，分解能 0.01 V
DC 出力(正弦波 DC で，DC 出力相=”有効”の場合)（125 V レンジ）−9.999～9.999 V，分解能 0.001 V−125.00～−10.00・10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）−9.999～9.999 V，分解能 0.001 V−250.00～−10.00・10.00～250.00 V，分解能 0.01 V
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
常に空文字””
常に空文字””
常に空文字””

次ページへ続く

RX474471

1.3 プログラムメッセージ解説

相パラメタ
個別設定 V1 相

振幅値

位相値

相パラメタ
個別設定 V2 相

(予約)
(予約)
(予約)
振幅値

位相値

相パラメタ
個別設定 V3 相

(予約)
(予約)
(予約)
振幅値

位相値
(予約)
(予約)
(予約)

AC 出力(正弦波 DC 以外の場合)（125 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～250.00 V，分解能 0.01 V
DC 出力(正弦波 DC で，DC 出力相=”有効”の場合)（125 V レンジ）−9.999～9.999 V，分解能 0.001 V−125.00～−10.00・10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）−9.999～9.999 V，分解能 0.001 V−250.00～−10.00・10.00～250.00 V，分解能 0.01 V
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
常に空文字””
常に空文字””
常に空文字””
AC 出力(正弦波 DC 以外の場合)（125 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～250.00 V，分解能 0.01 V
DC 出力(正弦波 DC で，DC 出力相=”有効”の場合)（125 V レンジ）−9.999～9.999 V，分解能 0.001 V−125.00～−10.00・10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）−9.999～9.999 V，分解能 0.001 V−250.00～−10.00・10.00～250.00 V，分解能 0.01 V
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
常に空文字””
常に空文字””
常に空文字””
AC 出力(正弦波 DC 以外の場合)（125 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）0.000～9.999 V，分解能 0.001 V
10.00～250.00 V，分解能 0.01 V
DC 出力(正弦波 DC で，DC 出力相=”有効”の場合)（125 V レンジ）−9.999～9.999 V，分解能 0.001 V−125.00～−10.00・10.00～125.00 V，分解能 0.01 V（250 V レンジ）−9.999～9.999 V，分解能 0.001 V−250.00～−10.00・10.00～250.00 V，分解能 0.01 V
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
常に空文字””
常に空文字””
常に空文字””

次ページへ続く

72

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.3 プログラムメッセージ解説

相パラメタ
個別設定 I0 相

振幅値

位相値

相パラメタ
個別設定 I1 相

(予約)
(予約)
(予約)
振幅値

位相値

相パラメタ
個別設定 I2 相

(予約)
(予約)
(予約)
振幅値

位相値

相パラメタ
個別設定 I3 相

(予約)
(予約)
(予約)
振幅値

位相値
(予約)
(予約)
(予約)

RX4744AC 出力(正弦波 DC 以外の場合)（20 A レンジ）0.000～20.000 A，分解能 0.001 A（5 mA レンジ）0.000～5.000 mA，分解能 0.001 mA（400 mA レンジ）0.00～400.00 mA，分解能 0.01 mA
DC 出力(正弦波 DC で，DC 出力相=”有効”の場合)（20 A レンジ）−20.000～20.000A，分解能 0.001A（5 mA レンジ）−5.000～5.000mA，分解能 0.001mA（400 mA レンジ）−400.00～400.00 mA，分解能 0.01 mA
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
常に空文字””
常に空文字””
常に空文字””
AC 出力(正弦波 DC 以外の場合)（20 A レンジ）0.000～20.000 A，分解能 0.001 A（5 mA レンジ）0.000～5.000 mA，分解能 0.001 mA（400 mA レンジ）0.00～400.00 mA，分解能 0.01 mA
DC 出力(正弦波 DC で，DC 出力相=”有効”の場合)（20 A レンジ）−20.000～20.000A，分解能 0.001A（5 mA レンジ）−5.000～5.000mA，分解能 0.001mA（400 mA レンジ）−400.00～400.00 mA，分解能 0.01 mA
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
常に空文字””
常に空文字””
常に空文字””
AC 出力(正弦波 DC 以外の場合)（20 A レンジ）0.000～20.000 A，分解能 0.001 A
DC 出力(正弦波 DC で，DC 出力相=”有効”の場合)（20 A レンジ）−20.000～20.000A，分解能 0.001A
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
常に空文字””
常に空文字””
常に空文字””
AC 出力(正弦波 DC 以外の場合)（20 A レンジ）0.000～20.000 A，分解能 0.001 A
DC 出力(正弦波 DC で，DC 出力相=”有効”の場合)（20 A レンジ）−20.000～20.000A，分解能 0.001A
位相マイナス設定 OFF ：0.0～359.9°，分解能 0.1°
位相マイナス設定 ON ：−359.9～359.9°，分解能 0.1°
常に空文字””
常に空文字””
常に空文字””

73

1.3 プログラムメッセージ解説■注意点
このコマンドは総合試験：シーケンス動作モードのみで有効です。
以下の場合，本器はこのコマンドを受け付けません。
・総合試験：シーケンス動作モード以外の試験モードで使用した場合。
・総合試験：シーケンス動作モードのオプションが無効である場合。

74

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

1.4 エラーメッセージ

1.4

エラーメッセージ

リモート制御でエラーが発生した場合には，本器からエラーメッセージが返されます。エラー
メッセージの構成は 1.2.1 プログラムメッセージ構成をご参照ください。以下にエラーメッセー
ジの【ERR CODE】及び【ERR MSG】の詳細を示します。
表 1-31 エラーメッセージ
ERR
CODE
0
−1

ERR MSG（文字列）

内容

Succeed
FailedSettingParameter−2

FailedSettingOutOnOff−3

FailedSettingControlPowerOnOff−4

FailedControlTest−5

FailedSettingArbData−10

ErrorForWrongCommandPacket−11

ErrorForUnknownTestModeName−12

ErrorForUnknownCommand−99

FailedForBusyStatus

要求メッセージは受け付けられました。
指定されたパラメタに誤りがあるため，要
求メッセージは受け付けられませんでした。
本器が出力 ON／OFF を行える状態になく，
出力 ON／OFF の要求メッセージは受け付
けられませんでした。
本器が制御出力 ON／OFF を行える状態になく，制御出力 ON／OFF の要求メッセー
ジは受け付けられませんでした。
本器が試験動作の実行／停止を制御できる状態になく，試験動作の制御の要求メッセージは受け付けられませんでした。
任意波形データに誤りがあるため，任意波
形データ設定の要求メッセージを受け付けられませんでした。
要求メッセージの構成に誤りがあるため，要求を受け付けられませんでした。
要求メッセージで指定した試験モード名称に誤りがあるため，要求を受け付けられませんでした。
指定した要求メッセージのコマンド部分に誤りがあるため，要求を受け付けられませんでした。
本器が他の処理を行っている状態であるため，要求メッセージを受け付けられませんでした。
このエラーメッセージは，本器が下記の状態にあるときに要求メッセージを受け取ることで発生します。
・設定要求メッセージの場合
試験動作中，メモリ操作中，保護要因画面表示中・取得要求メッセージの場合
メモリ操作中，保護要因画面表示中に他の試験モード名を指定した場合
・設定／取得要求メッセージ共通
試験動作モード切り替え中

RX474475

1.4 エラーメッセージ76

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER2. ファイル仕様
2.1

概要...................................................................................................................................782.2

試験設定ファイルフォーマット .......................................................................................812.3

試験結果ファイルフォーマット .....................................................................................1632.4

任意波形ファイルフォーマット .....................................................................................178

2.5

過渡波形再生モードファイル仕様 .................................................................................179

RX474477

2.1 概要

2.1

概要

本器が扱うファイルの種類は，以下の 5 種類となります。各ファイルの詳細は次節以降で説明します。なお，本器のファイル表示はキャラクタ順に表示します。

2.1.1 試験設定ファイル
各試験モードの画面で設定したデータが保存されるファイルです。


ファイル名：
RX4744Param_{0}_{1}.xml{0}：試験モード名称{1}：保存操作時の日時 ※ YYYYMMDDhhmmss例）単体試験：ノンホールド急変 試験モードで，2013/01/10 12:31:33 に保存操作を実行した場合
RX4744 Param_TestModeUnit_NonHoldQuickChange_20130110123133.xml



ファイル名の変更について：
ファイル名に任意名称（日本語文字も可）を付ける場合は，「{1}：YYYYMMDDhhmmss」の部分のみ任意名称に変更してください。ファイル名の変更は試験設定を USB メモリに保存し，PC 上で行ってください。
なお，ファイル名称を変更した試験設定を読み込んだ場合，【メモリ操作】画面の“保存データ一覧”では以下のように表示されます。
例）「RX4744Param_TestModeUnit_HoldQuickChange_任意の名称」と付名した場合：“保存データ一覧”では，「RX4744Param_任意の名称」のように表示。



保存先フォルダ：（USB メモリのルートディレクトリ）¥RX4744¥SettingData

2.1.2 試験結果ファイル
試験設定ファイルのデータ項目に，計測結果データが付加されたファイルです。


ファイル名：
RX4744Result_{0}_{1}.xml{0}：試験モード名称{1}：保存操作時の日時 ※ YYYYMMDDhhmmss例）単体試験：ホールド急変 試験モードで，2013/01/10 12:31:33 に保存操作を実行した場合
RX4744Result_TestModeUnit_HoldQuickChange_20130110123133.xml

78

保存先フォルダ：（USB メモリのルートディレクトリ）¥RX4744¥TestResult

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.1 概要

2.1.3 任意波形ファイル
任意波形データはテキストファイル(***.txt)形式となります。データは全試験モードで共有します。


ファイル名：{任意の文字列}.txt



読出し元フォルダ：（USB メモリのルートディレクトリ）¥RX4744¥Arb

2.1.4 過渡波形ファイル
総合試験：過渡波形再生モードのみに使用するファイルです。ComTrade 規格（IEEE 標準の
Common Format for Transient Data Exchange）に準拠したファイル内容となります。


ファイル名：***.hdr***.cfg***.dat***.inf

読出し元フォルダ：（USB メモリのルートディレクトリ）¥RX4744¥ComTrade¥******：ファイル名と同じ

2.1.5 過渡波形再生結果ファイル
総合試験：過渡波形再生モードのみに使用するファイルです。ComTrade 規格（IEEE 標準の
Common Format for Transient Data Exchange）に準拠したファイル内容となります。過渡波形ファイルの内容に，再生結果（トリップ，リクローズ）を付加された情報で保存します。


ファイル名：
result_{0}_{1}.cfg
result_{0}_{1}.dat{0}：読み出した過渡波形ファイル名{1}：保存操作時の日時 ※ YYYYMMDDhhmmss



保存先フォルダ：（USB メモリのルートディレクトリ）¥RX4744¥TestResult¥result_{0}_{1}

各ファイル種類のファイル仕様一覧を表 2-1 ファイル仕様一覧に示します。

RX474479

2.1 概要

表 2-1

ファイル仕様一覧
ファイル操作対応
USB へ
読込
保存
削除
コピー

ファイル
タイプ

保存形式

保存可能
件数

試験設定
ファイル

XML 形
式

32

○※1

○

○

○

○

試験結果
ファイル※2

XML 形
式

32

×

○

○

○

×

任意波形
ファイル※3TXT 形式

16

○

×

○

×

○

過渡波形
ファイル

ComTrade

16

○

×

○

×

○

USB から
コピー

過渡波形再
ComTrade
32
生結果
×
○
○
○
×
ファイル※2※1 試験設定ファイルの読込みは，他の試験モードのファイルデータを読み込むことはできません。
※2 過渡波形再生モードでは，試験結果ファイルは過渡波形再生結果ファイルになります。
※3 任意波形ファイルは全試験モード共有のデータとなります。

80

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

2.2

試験設定ファイルフォーマット

■試験設定ファイル構成
試験設定ファイルは XML 形式で保存されます。試験設定ファイルの構成は図 2-1 試験設定ファイル構成図のようになります。

<ファイル情報>・・・</ファイル情報><出力要素>
・・・</出力要素><トリップ設定>
・・・</トリップ設定><カウンタ設定>
・・・</カウンタ設定><相パラメタ><共通設定>・・・</共通設定><個別設定 V0 相>・・・</個別設定 V0 相><個別設定 V1 相>・・・</個別設定 V1 相><個別設定 V2 相>・・・</個別設定 V2 相><個別設定 V3 相>・・・</個別設定 V3 相><個別設定 I0 相>・・・</個別設定 I0 相><個別設定 I1 相>・・・</個別設定 I1 相><個別設定 I2 相>・・・</個別設定 I2 相><個別設定 I3 相>・・・</個別設定 I3 相></相パラメタ><特殊機能>
・・・</特殊機能><条件設定><%試験モード名称%>
・・・</%試験モード名称%></条件設定><振幅制限波設定>
・・・</振幅制限波設定><相切換設定>・・・</相切換設定>
図 2-1 試験設定ファイル構成図

RX474481

2.2 試験設定ファイルフォーマット



ファイル情報ファイル名や保存日時など，ファイルに関する基本データです。



出力要素【出力要素】画面で設定する項目についてのデータです。出力相に関する設定データは，相パ

ラメタに保存されます。


トリップ設定【トリップ設定】画面で設定する項目についてのデータです。全試験モード共通のデータ項目です。


カウンタ設定【カウンタ設定】画面で設定する項目についてのデータです。
「カウンタ自由設定」欄は，単体

試験ホールド急変，ノンホールド急変，総合試験急変，リアクタンス協調，脱調ロック，脱調ロ
ック解除，I0 遅延のみの項目です。


相パラメタ【電圧／電流画面】，及び【出力要素】画面で設定する出力相に関する項目についてのデータで

す。


特殊機能
【特殊機能】画面で設定する項目についてのデータです。全試験モード共通のデータ項目です。



条件設定【条件設定】画面で設定する項目についてのデータです。各試験モードに異なる設定を持ちます。


振幅制限波設定【振幅正弦波】画面で設定する項目についてのデータです。単体試験ホールド急変，ノンホー

ルド急変のみの項目です。


相切換設定【電圧／電流画面】の相切換設定項目についてのデータです。各試験モードに異なる設定を持ちます。単体試験ホールド急変，ノンホールド急変，95 試験，通常スイープ，ベクトル直線スイープ，総合試験急変，リアクタンス協調，脱調ロック，脱調ロック解除，I0 遅延のみの項目です。
次項以降に各試験モードの試験設定ファイルフォーマットについての詳細を記載します。
全試験モード共通のデータは単体試験ホールド急変のみ詳細を記載し，他の試験モードは省略します。
試験モードによって対応／非対応がある項目や，データ内容が変わる項目については詳細を記
載します。

82

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

a) 単体試験：ホールド急変 試験設定ファイルフォーマット
<ファイル情報>
タグ名
ファイル名

説明
試験設定ファイルのファイル名
RX4744Param_{0}_{1}.xml{0}：試験モード名{1}：保存操作時日時
ファイルフォーマットのバージョン
試験設定・試験結果のいずれのファイルかを示すデータ
ファイル保存をした日付
YYYY/MM/DD hh:mm:ss
設定を保存した試験モード名称

タイプ
文字列

文字列

TestModeUnit_
HoldQuickChange

説明
出力要素画面“周波数モード”設
定値

タイプ
整数

波形タイプ

出力要素画面“波形タイプ”設定値

整数

電流相直列接続

出力要素画面“電流相直列接続”
設定値

整数

制御電源

出力要素画面“試験使用相 制御電源”設定値
メモリ操作－保存データ一覧－任意波形画面で読出し操作したファ
イル

整数

データ内容
0=50Hz 固定
1=60Hz 固定
2=内部可変3=外部同期
4=ライン同期
5=ディジタル同期（オプション）
6=0 相別設定
0=正弦波
1=正弦波 DC2=電流高調波
3=任意波 AC（オプション）
4=任意波 DC（オプション）
5=振幅制限波（オプション）
0=個別接続1=2 直列接続
2=4 直列接続
0=無効
1=有効
ファイル名

フ ォー マット バ
ージョン
ファイルタイプ
日付
試験モード名<出力要素>
タグ名
周波数モード任 意波 形ファ イル

RX4744

文字列
整数
文字列

文字列

データ内容
例）
RX4744Param_TestModeUnit_
HoldQuickChange_
20130220134950.xml
1.00
0=試験設定1=試験結果例）2013/02/20 13:22:20

83

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<トリップ設定>
タグ名
動 作ス タート 入
力形式
動 作ス タート 論
理
動 作ス タート 停
止ト リッ プ入力 形式
トリップ論理リ クロ ーズ入 力
形式
リクローズ論理<カウンタ設定>
タグ名
カウンタモードチ ャタ リング 除
去機能
チ ャタ リング 除
去時間
カ ウン タ補正 機
能カウンタ 1 自由設定※1
カウンタ 1 スタ
ート信号選択※1

84

説明
トリップ設定画面“動作スタート
入力形式”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
論理”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
停止機能”設定値
トリップ設定画面“トリップ 入力
形式”設定値

タイプ
整数
整数
整数
整数

トリップ設定画面“トリップ 論 整数
理”設定値
トリップ設定画面“リクローズ 入 整数
力形式”設定値
トリップ設定画面“リクローズ 論
理”設定値

整数

説明
カウンタ設定画面“カウンタモー
ド”設定値

タイプ
整数

カウンタ設定画面“チャタリング
除去機能”設定値
カウンタ設定画面“チャタリング
除去時間”設定値
カウンタ設定画面“カウンタ補正機能”設定値
カウンタ設定画面“カウンタ 1 自由設定有効”設定値

整数

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
タート信号選択”設定値

整数

実数
整数
整数

データ内容
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
0=a 接点1=b 接点0=無効
1=有効
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点

データ内容
0=インタバル内部
1=インタバル外部
2=ワンショット
4=動作・復帰
6=自由設定（オプション）
0=無効
1=有効
0.1～3.0 ms
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

カウンタ 1 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向※1

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ 1 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
トップ信号選択”設定値

整数

カウンタ 1 スト
ッ プ信 号エッ ジ
方向※1
カウンタ 2 自由設定※1
カウンタ 2 スタ
ート信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
トップ信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ設定画面“カウンタ 2 自由設定有効”設定値

整数

0=無効
1=有効

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
タート信号選択”設定値

整数

カウンタ 2 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ 2 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
トップ信号選択”設定値

整数

カウンタ 2 スト
ッ プ信 号エッ ジ
方向※1
カウンタ 3 自由設定※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
トップ信号エッジ方向”設定値

整数

0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）・トリップ／リクローズ信号
選択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力選択の場合
0=故障→定常
1=定常→故障
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

カウンタ設定画面“カウンタ 3 自由設定有効”設定値

整数

RX4744・トリップ／リクローズ信号選
択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力選択の場合
0=故障→定常
1=定常→故障
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

0=無効
1=有効

85

2.2 試験設定ファイルフォーマット

カウンタ 3 スタ
ート信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス
タート信号選択”設定値

整数

カウンタ 3 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向※1

カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ 3 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス
トップ信号選択”設定値

整数

0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）・トリップ／リクローズ信号
選択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力選択の場合
0=故障→定常
1=定常→故障
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

カウンタ 3 スト カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス 整数
ッ プ信 号エッ ジ トップ信号エッジ方向”設定値
方向※1※1 「カウンタ自由設定」項目はオプション契約の有効／無効にかかわらずファイルに保存されます。ただし，ファイルの読み込み時には，オプション契約有効の場合のみ設定が読み込まれ，装置に反映されます。

86

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<相パラメタ><共通設定>
タグ名
定常周波数
故障周波数

制御電源振幅高調波単位
定常高調波次数
故障高調波次数高 調波 非同期 設
定
高調波非同期率
位相微調
零相周波数

説明
電圧／電流画面“定常周波数”設
定値
電圧／電流画面“故障周波数”設定値

DC 出力相
位相反転相
出力レンジ

RX4744

データ内容
10.000～500.000 Hz

実数

10.000～500.000 Hz※周波数モード：0 相別設定時は定常周波数値を適用
4.00～112.00 V

電圧／電流画面“制御電源振幅” 実数
設定値
電圧／電流画面“高調波単位”設 整数
定値
電圧／電流画面“定常高調波次数” 整数
設定値
電圧／電流画面“故障高調波次数” 整数
設定値
電圧／電流画面“高調波非同期” 整数
設定値
電圧／電流画面“高調波非同期率” 実数
設定値
電圧／電流画面“位相微調”設定 実数値
電圧／電流画面“0 相周波数”設 実数
定値<個別設定 V0～V3 相，I0～I3 相>
説明
タグ名
試験使用相
出力要素画面“試験使用相”設定値
出力相
電圧／電流画面“出力相”設定値
ダミーロード

タイプ
実数

タイプ
整数
整数

出力要素画面“電流相直列接続” 整数
設定値に応じて変化する設定値
電流相直列接続“個別接続”以外の時，有効
出力要素画面“DC 出力相”設定値 整数
出力要素画面“位相反転相”設定
値
出力要素画面“出力レンジ”設定
値
5ｍA レンジ，400ｍA レンジは I1
相, I0 相のみ

整数
整数

0=A
1=%
2～25
2～25
0=無効
1=有効
−10.0～10.0%
0.00～359.99°
10.000～500.000 Hz

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
電圧相：0=無効
電流相：0=無効，1=有効

0=無効
1=有効
電圧相：0=無効
電流相：0=無効，1=有効
電圧相：
0=125 V レンジ
1=250 V レンジ
電流相：
0=20 A レンジ
1=5 mA レンジ
2=400 mA レンジ

87

2.2 試験設定ファイルフォーマット

定常振幅

電圧／電流画面“定常振幅”設定
値

実数

定常位相

電圧／電流画面“定常位相”設定
値

実数

故障振幅

電圧／電流画面“故障振幅”設定
値

実数

88

電圧相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−125.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～125.00 V−250.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～250.00 V
電流相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～20.000 A
0.00～400.00 mA
0.000～5.000 mA
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−20.000～20.000 A−400.00～400.00 mA−5.000～5.000 mA（高調波）
0.000～10.000 A
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電圧相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−125.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～125.00 V−250.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～250.00 V
電流相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～20.000 A
0.00～400.00 mA
0.000～5.000 mA
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−20.000～20.000 A−400.00～400.00 mA−5.000～5.000 mA（高調波）
0.000～10.000 A

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

故障位相

電圧／電流画面“故障位相”設定
値実数

定常重畳割合※1
故障重畳割合※1
定常重畳電流値※1
故障重畳電流値※1
定常重畳位相値※1

電圧／電流画面“定常重畳割合” 実数
設定値
電圧／電流画面“定常重畳割合” 実数
設定値
電圧／電流画面“定常重畳電流値” 実数
設定値
電圧／電流画面“故障重畳電流値” 実数
設定値
電圧／電流画面“定常重畳位相値” 実数
設定値

故障重畳位相値※1

電圧／電流画面“故障重畳位相値” 実数
設定値

位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電流相：0.0～100.0%
電流相：0.0～100.0%
電流相：0.000～10.000 A
電流相：
0.000～10.000 A
電流相：
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電流相：
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°※1 電圧相の場合は“0”固定（設定値なし）です。

<特殊機能>
タグ名
PSW モード
Beep 設定説明
特殊機能画面“PSW モード”設定値
特殊機能画面“Beep 設定”設定値

位 相マ イナス 設
定バ ック ライト 調
整
DC 出力

特殊機能画面“位相マイナス設定” 整数
設定値
特殊機能画面“バックライト調整” 整数
設定値
特殊機能画面“DC 出力”設定値
整数RX4744

タイプ
整数
整数

データ内容
0=オルタネート
1=モーメンタリ
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
10～90
0=無効
1=有効

89

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<条件設定>
タグ名
マ ニュ アルモ ード
故 障継 続時間 機
能
故障継続時間プ リト リガ時 間
機能
プリトリガ時間
プ リト リガ終 了
遅延時間
故 障待 機時間 機能
故 障待 機時間 機能急変開始位相説明
タイプ
条件設定画面“マニュアルモード” 整数
設定値
条件設定画面“故障継続時間機能” 整数
設定値
条件設定画面“故障継続時間”設 実数
定値
条件設定画面“プリトリガ時間機 整数
能”設定値
条件設定画面“プリトリガ時間” 実数
設定値
条件設定画面“プリトリガ終了遅 整数
延時間”設定値
条件設定画面“故障待機時間機能” 整数
設定値
条件設定画面“故障待機時間機能” 整数
設定値
条件設定画面“急変開始位相”設 整数
定値<振幅制限波設定>
タグ名
説明
制限極性
波形を正側か負側どちらから制限するかの設定値 ※1
定常時制限率
振幅制限波画面“定常時制限値”
設定値

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0.001～65.000 s
0=無効
1=有効
0.1～6000.0 ms
0～10000 ms
0=無効
1=有効
0～10000 ms
0=固定
1=ランダム

タイプ
整数

データ内容
0=“－”
1=“＋”
実数
極性が＋の場合：−30.0～+100.0%
極性が－の場合：−100.0～+30.0%
故障時制限率
振幅制限波画面“異常時制限値” 実数
極性が＋の場合：
設定値−30.0～+100.0%
極性が－の場合：−100.0～+30.0%※1 制限する極性は，定常／故障で変更することはできません。
<相切換設定>タグ名
V1-3 相切換
V0 相切換I1-3 相切換
I0 相切換90説明
タイプ
電圧／電流画面“V1-3 相”相切換 整数
設定
電圧／電流画面“V0 相”相切換設 整数
定電圧／電流画面“I1-3 相”相切換 整数
設定
電圧／電流画面“I0 相”相切換設 整数
定

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

b) 単体試験：ノンホールド急変 試験設定ファイルフォーマット
<ファイル情報>
タグ名
ファイル名

説明
試験設定ファイルのファイル名。
RX4744Param_{0}_{1}.xml{0}：試験モード名{1}：保存操作時日時
ファイルフォーマットのバージョン
試験設定・試験結果のいずれのファイルかを示すデータ
ファイル保存をした日付
YYYY/MM/DD hh:mm:ss
設定を保存した試験モード名称

タイプ
文字列

文字列

TestModeUnit_
NonHoldQuickChange

説明
出力要素画面“周波数モード”設
定値

タイプ
整数

波形タイプ

出力要素画面“波形タイプ”設定値

整数

電流相直列接続

出力要素画面“電流相直列接続”
設定値

整数

制御電源

出力要素画面“試験使用相 制御電源”設定値
メモリ操作－保存データ一覧－任意波形画面で読出し操作したファ
イル

整数

データ内容
0=50Hz 固定
1=60Hz 固定
2=内部可変3=外部同期
4=ライン同期
5=ディジタル同期（オプション）
0=正弦波
1=正弦波 DC2=電流高調波
3=任意波 AC（オプション）
4=任意波 DC（オプション）
5=振幅制限波（オプション）
0=個別接続1=2 直列接続
2=4 直列接続
0=無効
1=有効
ファイル名

フ ォー マット バ
ージョン
ファイルタイプ
日付
試験モード名<出力要素>
タグ名
周波数モード任 意波 形ファ イル

RX4744

文字列
整数
文字列

文字列

データ内容
例）
RX4744Param_TestModeUnit_
NonHoldQuickChange_
20130220134950.xml
1.00
0=試験設定1=試験結果例）2013/02/20 13:22:20

91

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<トリップ設定>
タグ名
動 作ス タート 入
力形式
動 作ス タート 論
理
動 作ス タート 停
止ト リッ プ入力 形式
トリップ論理リ クロ ーズ入 力
形式
リクローズ論理<カウンタ設定>
タグ名
カウンタモードチ ャタ リング 除
去機能
チ ャタ リング 除
去時間
カ ウン タ補正 機
能カウンタ 1 自由設定※1
カウンタ 1 スタ
ート信号選択※1

カウンタ 1 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向
※1

92

説明
トリップ設定画面“動作スタート
入力形式”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
論理”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
停止機能”設定値
トリップ設定画面“トリップ 入力
形式”設定値

タイプ
整数
整数
整数
整数

トリップ設定画面“トリップ 論 整数
理”設定値
トリップ設定画面“リクローズ 入 整数
力形式”設定値
トリップ設定画面“リクローズ 論
理”設定値

整数

説明
カウンタ設定画面“カウンタモー
ド”設定値

タイプ
整数

カウンタ設定画面“チャタリング
除去機能”設定値
カウンタ設定画面“チャタリング
除去時間”設定値
カウンタ設定画面“カウンタ補正機能”設定値
カウンタ設定画面“カウンタ 1 自由設定有効”設定値

整数

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
タート信号選択”設定値

整数

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

実数
整数
整数

データ内容
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
0=a 接点1=b 接点0=無効
1=有効
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点

データ内容
0=インタバル内部
1=インタバル外部
3=トレイン
6=自由設定（オプション）
0=無効
1=有効
0.1～3.0 ms
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）・トリップ／リクローズ信号選
択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力選択の場合
0=故障→定常
1=定常→故障

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

カウンタ 1 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
トップ信号選択”設定値

整数

カウンタ 1 スト
ッ プ信 号エッ ジ
方向※1
カウンタ 2 自由設定※1
カウンタ 2 スタ
ート信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
トップ信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ設定画面“カウンタ 2 自由設定有効”設定値

整数

0=無効
1=有効

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
タート信号選択”設定値

整数

カウンタ 2 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ 2 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
トップ信号選択”設定値

整数

カウンタ 2 スト
ッ プ信 号エッ ジ
方向※1
カウンタ 2 自由設定※1
カウンタ 2 スタ
ート信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
トップ信号エッジ方向”設定値

整数

0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）・トリップ／リクローズ信号選
択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力選択の場合
0=故障→定常
1=定常→故障
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

カウンタ設定画面“カウンタ 2 自由設定有効”設定値

整数

0=無効
1=有効

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
タート信号選択”設定値

整数

0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）

RX4744

1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

93

2.2 試験設定ファイルフォーマット

カウンタ 2 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ 2 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
トップ信号選択”設定値

整数

カウンタ 2 スト
ッ プ信 号エッ ジ
方向※1
カウンタ 3 自由設定※1
カウンタ 3 スタ
ート信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
トップ信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ設定画面“カウンタ 3 自由設定有効”設定値

整数

0=無効
1=有効

カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス
タート信号選択”設定値

整数

カウンタ 3 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向※1

カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ 3 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス
トップ信号選択”設定値

整数

0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）・トリップ／リクローズ信号選
択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力選択の場合
0=故障→定常
1=定常→故障
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

・トリップ／リクローズ信号選
択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力選択の場合
0=故障→定常
1=定常→故障
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

カウンタ 3 スト カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス 整数
ッ プ信 号エッ ジ トップ信号エッジ方向”設定値
方向※1※1 「カウンタ自由設定」項目はオプション契約の有効／無効にかかわらずファイルに保存されます。ただし，ファイルの読み込み時には，オプション契約有効の場合のみ設定が読み込まれ，装置に反映されます。

94

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<相パラメタ><共通設定>
タグ名
定常周波数
故障周波数
制御電源振幅高調波単位
定常高調波次数
故障高調波次数高 調波 非同期 設
定
高調波非同期率
位相微調

説明
タイプ
電圧／電流画面“定常周波数”設 実数定値
電圧／電流画面“故障周波数”設 実数定値
電圧／電流画面“制御電源振幅” 実数
設定値
電圧／電流画面“高調波単位”設 整数
定値
電圧／電流画面“定常高調波次数” 整数
設定値
電圧／電流画面“故障高調波次数” 整数
設定値
電圧／電流画面“高調波非同期” 整数
設定値
電圧／電流画面“高調波非同期率” 実数
設定値
電圧／電流画面“位相微調”設定 実数値<個別設定 V0～V3 相，I0～I3 相>
タグ名
説明
試験使用相
出力要素画面“試験使用相”設定値
出力相
電圧／電流画面“出力相”設定値
ダミーロードDC 出力相
位相反転相
出力レンジ

RX4744タイプ
整数
整数

出力要素画面“電流相直列接続” 整数
設定値に応じて変化する設定値
電流相直列接続“個別接続”以外の時，有効
出力要素画面“DC 出力相”設定値 整数
出力要素画面“位相反転相”設定
値
出力要素画面“出力レンジ”設定
値
5ｍA レンジ，400ｍA レンジは I1
相, I0 相のみ

整数
整数

データ内容
10.000～500.000 Hz
10.000～500.000 Hz
4.00～112.00 V
0=A
1=%
2～25
2～25
0=無効
1=有効
−10.0～10.0%
0.00～359.99°

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
電圧相：0=無効
電流相：0=無効，1=有効

0=無効
1=有効
電圧相：0=無効
電流相：0=無効，1=有効
電圧相：
0=125 V レンジ
1=250 V レンジ
電流相：
0=20 A レンジ
1=5 mA レンジ
2=400 mA レンジ

95

2.2 試験設定ファイルフォーマット

定常振幅

電圧／電流画面“定常振幅”設定
値

実数

定常位相

電圧／電流画面“定常位相”設定
値

実数

故障振幅

電圧／電流画面“故障振幅”設定
値

実数

96

電圧相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−125.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～125.00 V−250.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～250.00 V
電流相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～20.000 A
0.00～400.00 mA
0.000～5.000 mA
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−20.000～20.000 A−400.00～400.00 mA−5.000～5.000 mA（高調波）
0.000～10.000 A
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電圧相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−125.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～125.00 V−250.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～250.00 V
電流相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～20.000 A
0.00～400.00 mA
0.000～5.000 mA
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−20.000～20.000 A−400.00～400.00 mA−5.000～5.000 mA（高調波）
0.000～10.000 A

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

故障位相

電圧／電流画面“故障位相”設定
値実数

定常重畳割合※1
故障重畳割合※1
定常重畳電流値※1
重畳電流値※1
定常重畳位相値※1

電圧／電流画面“定常重畳割合” 実数
設定値
電圧／電流画面“定常重畳割合” 実数
設定値
電圧／電流画面“定常重畳電流値” 実数
設定値
電圧／電流画面“故障重畳電流値” 実数
設定値
電圧／電流画面“定常重畳位相値” 実数
設定値

故障重畳位相値※1

電圧／電流画面“故障重畳位相値” 実数
設定値

位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電流相：0.0～100.0%
電流相：0.0～100.0%
電流相：0.000～10.000 A
電流相：
0.000～10.000 A
電流相：
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電流相：
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°※1 電圧相の場合は“0”固定（設定値なし）です。
<特殊機能>
タグ名
PSW モード
Beep 設定説明
特殊機能画面“PSW モード”設定値
特殊機能画面“Beep 設定”設定値

位 相マ イナス 設
定バ ック ライト 調
整
DC 出力

特殊機能画面“位相マイナス設定” 整数
設定値
特殊機能画面“バックライト調整” 整数
設定値
特殊機能画面“DC 出力”設定値
整数RX4744

タイプ
整数
整数

データ内容
0=オルタネート
1=モーメンタリ
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
10～90
0=無効
1=有効

97

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<条件設定>
タグ名
マ ニュ アルモ ード
故 障継 続時間 機
能
故障継続時間プ リト リガ時 間
機能
プリトリガ時間
プ リト リガ出 力
終了遅延時間急変開始位相説明
タイプ
条件設定画面“マニュアルモード” 整数
設定値
条件設定画面“故障継続時間機能” 整数
設定値
条件設定画面“故障継続時間”設 実数
定値
条件設定画面“プリトリガ時間機 整数
能”設定値
条件設定画面“プリトリガ時間” 実数
設定値
条件設定画面“プリトリガ出力終 整数
了遅延時間”設定値
条件設定画面“急変開始位相”設 整数
定値<振幅制限波設定>
タグ名
説明
制限極性
波形を正側か負側どちらから制限するかの設定値 ※1
定常時制限率
振幅制限波画面“定常時制限値”
設定値

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0.001～65.000 s
0=無効
1=有効
0.1～6000.0 ms
0～10000 ms
0=固定
1=ランダム

タイプ
整数

データ内容
0=“－”
1=“＋”
実数
極性が＋の場合：−30.0～+100.0%
極性が－の場合：−100.0～+30.0%
故障時制限率
振幅制限波画面“異常時制限値” 実数
極性が＋の場合：
設定値−30.0～+100.0%
極性が－の場合：−100.0～+30.0%※1 制限する極性は，定常／故障で変更することはできません。
<相切換設定>タグ名
V1-3 相切換
V0 相切換I1-3 相切換
I0 相切換98説明
タイプ
電圧／電流画面“V1-3 相”相切換 整数
設定
電圧／電流画面“V0 相”相切換設 整数
定電圧／電流画面“I1-3 相”相切換 整数
設定
電圧／電流画面“I0 相”相切換設 整数
定

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

c) 単体試験：95 試験 試験設定ファイルフォーマット
<ファイル情報>
タグ名
ファイル名

フ ォー マット バ
ージョン
ファイルタイプ
日付
試験モード名<出力要素>
タグ名
周波数モード波形タイプ
電流相直列接続
制御電源<トリップ設定>
タグ名
動 作ス タート 入
力形式
動 作ス タート 論
理
動 作ス タート 停
止ト リッ プ入力 形式
トリップ論理リ クロ ーズ入 力
形式
リクローズ論理RX4744

説明
試験設定ファイルのファイル名
RX4744Param_{0}_{1}.xml{0}：試験モード名{1}：保存操作時日時
ファイルフォーマットのバージョン。
試験設定・試験結果のいずれのファイルかを示すデータ。
ファイル保存をした日付。
YYYY/MM/DD hh:mm:ss
設定を保存した試験モード名称。

タイプ
文字列

文字列
整数

データ内容
例）
RX4744Param_TestModeUnit_
95Relay_
20130220134950.xml
1.00

文字列

0=試験設定1=試験結果例）2013/02/20 13:22:20

文字列

TestModeUnit_95Relay

説明
出力要素画面“周波数モード”設
定値
出力要素画面“波形タイプ”設定値
出力要素画面“電流相直列接続”
設定値
出力要素画面“試験使用相 制御電
源”設定値

タイプ
整数

データ内容
2=内部可変（固定）整数0=正弦波（固定）整数

0=個別接続（固定）

整数

0=無効
1=有効

説明
トリップ設定画面“動作スタート
入力形式”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
論理”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
停止機能”設定値
トリップ設定画面“トリップ 入力
形式”設定値

タイプ
整数

データ内容
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
0=a 接点1=b 接点0=無効
1=有効
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点

整数
整数
整数

トリップ設定画面“トリップ 論 整数
理”設定値
トリップ設定画面“リクローズ 入 整数
力形式”設定値
トリップ設定画面“リクローズ 論
理”設定値

整数

99

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<カウンタ設定>
タグ名
カウンタモードチ ャタ リング 除
去機能
チ ャタ リング 除
去時間
カ ウン タ補正 機
能説明
カウンタ設定画面“カウンタモー
ド”設定値
カウンタ設定画面“チャタリング
除去機能”設定値
カウンタ設定画面“チャタリング
除去時間”設定値
カウンタ設定画面“カウンタ補正機能”設定値

タイプ
整数

データ内容
5=動作・復帰 2（固定）

整数

0=無効
1=有効
0.1～3.0 ms

整数

0=無効
1=有効

説明
電圧／電流画面“定常周波数”設
定値
電圧／電流画面“故障周波数”設
定値
電圧／電流画面“制御電源振幅”
設定値

タイプ
実数

データ内容
10.000～500.000 Hz

実数

10.000～500.000 Hz

実数

4.00～112.00 V

タイプ
整数

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効

実数

<相パラメタ><共通設定>
タグ名
定常周波数
故障周波数
制御電源振幅<個別設定 V0～V3 相>
タグ名
説明
試験使用相
出力要素画面“試験使用相”設定値
出力相
電圧／電流画面“出力相”設定値
ダミーロードDC 出力相
位相反転相
出力レンジ
定常振幅
定常位相

故障振幅
故障位相

100

整数

出力要素画面“電流相直列接続” 整数
設定値に応じて変化する設定値
出力要素画面“DC 出力相”設定値 整数
出力要素画面“位相反転相”設定
値
出力要素画面“出力レンジ”設定
値
電圧／電流画面“定常振幅”設定
値
電圧／電流画面“定常位相”設定
値

電圧／電流画面“故障振幅”設定
値
電圧／電流画面“故障位相”設定
値

整数
整数
実数
実数

実数
実数

0=無効
1=有効
0=無効
0=125 V レンジ
1=250 V レンジ
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<特殊機能>
タグ名
PSW モード
Beep 設定説明
特殊機能画面“PSW モード”設定値
特殊機能画面“Beep 設定”設定値

位 相マ イナス 設
定バ ック ライト 調
整
DC 出力

特殊機能画面“位相マイナス設定” 整数
設定値
特殊機能画面“バックライト調整” 整数
設定値
特殊機能画面“DC 出力”設定値
整数<条件設定>
タグ名
スイープ速度
交差周波数
折 り返 し待機 時
間
振幅急変機能<相切換設定>タグ名
V1-3 相切換
V0 相切換RX4744

タイプ
整数
整数

データ内容
0=オルタネート
1=モーメンタリ
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
10～90
0=無効
1=有効

説明
タイプ
条件設定画面“スイープ速度”設 実数
定値
条件設定画面“交差周波数”設定 実数値
条件設定画面“折り返し待機時間” 実数
設定値
条件設定画面“振幅急変機能”設 整数
定値

データ内容
0.001～9.999 Hz/s

説明タイプ
電圧／電流画面“V1-3 相”相切換 整数
設定
電圧／電流画面“V0 相”相切換設 整数
定

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効

40.000～70.000 Hz
0.01～650.00 s
0=無効
1=有効

101

2.2 試験設定ファイルフォーマット

d) 単体試験：通常スイープ 試験設定ファイルフォーマット
<ファイル情報>
タグ名
ファイル名

フ ォー マット バ
ージョン
ファイルタイプ
日付
試験モード名<出力要素>
タグ名
周波数モード波形タイプ
電流相直列接続

制御電源

102

説明
試験設定ファイルのファイル名。
RX4744Param_{0}_{1}.xml{0}：試験モード名{1}：保存操作時日時
ファイルフォーマットのバージョン
試験設定・試験結果のいずれのファイルかを示すデータ
ファイル保存をした日付
YYYY/MM/DD hh:mm:ss
設定を保存した試験モード名称

タイプ
文字列

文字列
整数

データ内容
例）
RX4744Param_TestModeUnit_
NormalSweep_
20130220134950.xml
1.00

文字列

0=試験設定1=試験結果例）2013/02/20 13:22:20

文字列

TestModeUnit_NormalSweep

説明
出力要素画面“周波数モード”設
定値

タイプ
整数

出力要素画面“波形タイプ”設定値
出力要素画面“電流相直列接続”
設定値

整数

データ内容
0=50 Hz 固定
1=60 Hz 固定
2=内部可変3=外部同期
4=ライン同期0=正弦波（固定）

出力要素画面“試験使用相 制御電
源”設定値

整数

整数

0=個別接続1=2 直列接続
2=4 直列接続
0=無効
1=有効

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<トリップ設定>
タグ名
動 作ス タート 入
力形式
動 作ス タート 論
理
動 作ス タート 停
止ト リッ プ入力 形式
トリップ論理リ クロ ーズ入 力
形式
リクローズ論理説明
トリップ設定画面“動作スタート
入力形式”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
論理”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
停止機能”設定値
トリップ設定画面“トリップ 入力
形式”設定値

タイプ
整数
整数
整数
整数

トリップ設定画面“トリップ 論 整数
理”設定値
トリップ設定画面“リクローズ 入 整数
力形式”設定値
トリップ設定画面“リクローズ 論
理”設定値

整数

データ内容
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
0=a 接点1=b 接点0=無効
1=有効
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点<相パラメタ><共通設定>
タグ名
定常周波数
故障周波数
制御電源振幅高調波単位
定常高調波次数
位相微調

説明
タイプ
電圧／電流画面“定常周波数”設 実数定値
電圧／電流画面“故障周波数”設 実数定値
電圧／電流画面“制御電源振幅” 実数
設定値
電圧／電流画面“高調波単位”設 整数
定値
電圧／電流画面“定常高調波次数” 整数
設定値
電圧／電流画面“位相微調”設定 実数値<個別設定 V0～V3 相，I0～I3 相>
説明
タグ名
試験使用相
出力要素画面“試験使用相”設定値
出力相
電圧／電流画面“出力相”設定値
ダミーロードDC 出力相RX4744タイプ
整数
整数

出力要素画面“電流相直列接続” 整数
設定値に応じて変化する設定値
電流相直列接続“個別接続”以外の時，有効
出力要素画面“DC 出力相”設定値 整数

データ内容
10.000～500.000 Hz
10.000～500.000 Hz
4.00～112.00 V
0=A
1=%
2～25
0.00～359.99°

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
電圧相：0=無効
電流相：0=無効，1=有効

0=無効
1=有効

103

2.2 試験設定ファイルフォーマット

位相反転相
出力レンジ

出力要素画面“位相反転相”設定
値
出力要素画面“出力レンジ”設定
値
5ｍA レンジ，400ｍA レンジは I1
相, I0 相のみ

整数
整数

定常振幅

電圧／電流画面“定常振幅”設定
値

実数

定常位相

電圧／電流画面“定常位相”設定
値

実数

104

電圧相：0=無効
電流相：0=無効，1=有効
電圧相：
0=125 V レンジ
1=250 V レンジ
電流相：
0=20 A レンジ
1=5 mA レンジ
2=400 mA レンジ
電圧相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−125.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～125.00 V−250.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～250.00 V
電流相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～20.000 A
0.00～400.00 mA
0.000～5.000 mA
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−20.000～20.000 A−400.00～400.00 mA−5.000～5.000 mA（高調波）
0.000～10.000 A
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

故障振幅

電圧／電流画面“故障振幅”設定
値

実数

故障位相

電圧／電流画面“故障位相”設定
値実数

定常重畳割合※1
故障重畳割合※1
定常重畳電流値※1
故障重畳電流値※1
定常重畳位相値※1

電圧／電流画面“定常重畳割合” 実数
設定値
電圧／電流画面“定常重畳割合” 実数
設定値
電圧／電流画面“定常重畳電流値” 実数
設定値
電圧／電流画面“故障重畳電流値” 実数
設定値
電圧／電流画面“定常重畳位相値” 実数
設定値

故障重畳位相値※1

電圧／電流画面“故障重畳位相値” 実数
設定値

電圧相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−125.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～125.00 V−250.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～250.00 V
電流相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～20.000 A
0.00～400.00 mA
0.000～5.000 mA
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−20.000～20.000 A−400.00～400.00 mA−5.000～5.000 mA（高調波）
0.000～10.000 A
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電流相：0.0～100.0%
電流相：0.0～100.0%
電流相：0.000～10.000 A
電流相：
0.000～10.000 A
電流相：
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電流相：
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°※1 電圧相の場合は“0”固定（設定値なし）です。

RX4744105

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<特殊機能>
タグ名
PSW モード
Beep 設定説明
特殊機能画面“PSW モード”設定値
特殊機能画面“Beep 設定”設定値

位 相マ イナス 設
定バ ック ライト 調
整
DC 出力

特殊機能画面“位相マイナス設定” 整数
設定値
特殊機能画面“バックライト調整” 整数
設定値
特殊機能画面“DC 出力”設定値
整数<条件設定>
タグ名
スイープ出力(スイープ動作)
スイープ時間

タイプ
整数
整数

出力急変

説明
条件設定画面“スイープ動作”設
定値
条件設定画面“スイープ時間”設
定値
条件設定画面“スイープ方向”設
定値
条件設定画面“判定時間”設定値
条件設定画面“スイープ回数”設
定値
条件設定画面“出力カット”設定
値
条件設定画面“出力急変”設定値

ト リッ プ待ち 時
間

条件設定画面“トリップ待ち時間” 実数
設定値

スイープ方向
判定時間
スイープ回数
出力カット<相切換設定>タグ名
V1-3 相切換
V0 相切換I1-3 相切換
I0 相切換106

データ内容
0=オルタネート
1=モーメンタリ
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
10～90
0=無効
1=有効

タイプ
整数
実数
整数

データ内容
0=自動
1=手動
0.1～1000.0 s0=定常→故障
1=故障→定常
0.1～10.0 s
1～10 回

実数
整数
整数

0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0.1～10.0 s

整数

説明
タイプ
電圧／電流画面“V1-3 相”相切換 整数
設定
電圧／電流画面“V0 相”相切換設 整数
定電圧／電流画面“I1-3 相”相切換 整数
設定
電圧／電流画面“I0 相”相切換設 整数
定

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

e) 単体試験：ベクトル直線スイープ 試験設定ファイルフォーマット
<ファイル情報>
タグ名
ファイル名

フ ォー マット バ
ージョン
ファイルタイプ
日付
試験モード名<出力要素>
タグ名
周波数モード波形タイプ
電流相直列接続

制御電源

RX4744

説明
試験設定ファイルのファイル名
RX4744Param_{0}_{1}.xml{0}：試験モード名{1}：保存操作時日時
ファイルフォーマットのバージョン
試験設定・試験結果のいずれのファイルかを示すデータ
ファイル保存をした日付
YYYY/MM/DD hh:mm:ss
設定を保存した試験モード名称

タイプ
文字列

文字列

TestModeUnit_
VectorLinearSweep

説明
出力要素画面“周波数モード”設
定値

タイプ
整数

出力要素画面“波形タイプ”設定値
出力要素画面“電流相直列接続”
設定値

整数

データ内容
0=50 Hz 固定
1=60 Hz 固定
2=内部可変3=外部同期
4=ライン同期0=正弦波（固定）

出力要素画面“試験使用相 制御電
源”設定値

整数

文字列
整数
文字列

整数

データ内容
例）
RX4744Param_TestModeUnit_
VectorLinearSweep_
20130220134950.xml
1.00
0=試験設定1=試験結果例）2013/02/20 13:22:20

0=個別接続1=2 直列接続
2=4 直列接続
0=無効
1=有効

107

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<トリップ設定>
タグ名
動 作ス タート 入
力形式
動 作ス タート 論
理
動 作ス タート 停
止ト リッ プ入力 形式
トリップ論理リ クロ ーズ入 力
形式
リクローズ論理説明
トリップ設定画面“動作スタート
入力形式”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
論理”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
停止機能”設定値
トリップ設定画面“トリップ 入力
形式”設定値

タイプ
整数
整数
整数
整数

トリップ設定画面“トリップ 論 整数
理”設定値
トリップ設定画面“リクローズ 入 整数
力形式”設定値

データ内容
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
0=a 接点1=b 接点0=無効
1=有効
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点

トリップ設定画面“リクローズ 論
理”設定値

整数

説明
電圧／電流画面“定常周波数”設
定値
電圧／電流画面“制御電源振幅”
設定値
電圧／電流画面“位相微調”設定
値

タイプ
実数

データ内容
10.000～500.000 Hz

実数

4.00～112.00 V

実数

0.00～359.99°

タイプ
整数

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
電圧相：0=無効
電流相：0=無効，1=有効<相パラメタ><共通設定>
タグ名
定常周波数
制御電源振幅
位相微調<個別設定 V0～V3 相，I0～I3 相>
タグ名
説明
試験使用相
出力要素画面“試験使用相”設定値
出力相
電圧／電流画面“出力相”設定値
ダミーロードDC 出力相
位相反転相

108

整数

出力要素画面“電流相直列接続” 整数
設定値に応じて変化する設定値
電流相直列接続“個別接続”以外の時，有効
出力要素画面“DC 出力相”設定値 整数
出力要素画面“位相反転相”設定
値

整数

0=無効
1=有効
電圧相：0=無効
電流相：0=無効，1=有効

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

出力レンジ

出力要素画面“出力レンジ”設定
値
5ｍA レンジ，400ｍA レンジは I1
相, I0 相のみ

整数

定常振幅

電圧／電流画面“定常振幅”設定
値

実数

定常位相

電圧／電流画面“定常位相”設定
値

実数

故障振幅

電圧／電流画面“故障振幅”設定
値

実数

故障位相

電圧／電流画面“故障位相”設定
値

実数

タイプ
整数

Beep 設定説明
特殊機能画面“PSW モード”設定値
特殊機能画面“Beep 設定”設定値

位 相マ イナス 設
定バ ック ライト 調
整
DC 出力

特殊機能画面“位相マイナス設定” 整数
設定値
特殊機能画面“バックライト調整” 整数
設定値
特殊機能画面“DC 出力”設定値
整数<特殊機能>
タグ名
PSW モード

RX4744整数

電圧相：0=125 V レンジ
1=250 V レンジ
電流相：
0=20 A レンジ
1=5 mA レンジ
2=400 mA レンジ
電圧相：
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
0.00～400.00 mA
0.000～5.000 mA
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電圧相：0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
0.00～400.00 mA
0.000～5.000 mA
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°

データ内容
0=オルタネート
1=モーメンタリ
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
10～90
0=無効
1=有効

109

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<条件設定>
タグ名
スイープ出力(スイープ動作)
スイープ時間

出力急変

説明
条件設定画面“スイープ動作”設
定値
条件設定画面“スイープ時間”設
定値
条件設定画面“スイープ方向”設
定値
条件設定画面“判定時間”設定値
条件設定画面“スイープ回数”設
定値
条件設定画面“出力カット”設定
値
条件設定画面“出力急変”設定値

ト リッ プ待ち 時
間

条件設定画面“トリップ待ち時間” 実数
設定値

スイープ方向
判定時間
スイープ回数
出力カット<相切換設定>タグ名
V1-3 相切換
V0 相切換I1-3 相切換
I0 相切換

110

タイプ
整数
実数
整数

データ内容
0=自動
1=手動
0.1～1000.0 s0=定常→故障
1=故障→定常
0.1～10.0 s
1～10 回

実数
整数
整数

0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0.1～10.0 s

整数

説明
タイプ
電圧／電流画面“V1-3 相”相切換 整数
設定
電圧／電流画面“V0 相”相切換設 整数
定電圧／電流画面“I1-3 相”相切換 整数
設定
電圧／電流画面“I0 相”相切換設 整数
定

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

f)

総合試験：急変 試験設定ファイルフォーマット

<ファイル情報>
タグ名
ファイル名

フ ォー マット バ
ージョン
ファイルタイプ
日付
試験モード名<出力要素>
タグ名
周波数モード波形タイプ
電流相直列接続
制御電源

RX4744

説明
試験設定ファイルのファイル名
RX4744Param_{0}_{1}.xml{0}：試験モード名{1}：保存操作時日時
ファイルフォーマットのバージョン
試験設定・試験結果のいずれのファイルかを示すデータ
ファイル保存をした日付
YYYY/MM/DD hh:mm:ss
設定を保存した試験モード名称

タイプ
文字列

文字列

TestModeTotal_
QuickChange

説明
出力要素画面“周波数モード”設
定値

タイプ
整数

出力要素画面“波形タイプ”設定値
出力要素画面“電流相直列接続”
設定値
出力要素画面“試験使用相 制御電
源”設定値

整数

データ内容
0=50 Hz 固定
1=60 Hz 固定
2=内部可変3=外部同期
4=ライン同期0=正弦波（固定）整数

0=個別接続（固定）

整数

0=無効
1=有効

文字列
整数
文字列

データ内容
例）
RX4744Param_TestModeTotal_
QuickChange_
20130220134950.xml
1.00
0=試験設定1=試験結果例）2013/02/20 13:22:20

111

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<トリップ設定>
タグ名
動 作ス タート 入
力形式
動 作ス タート 論
理
動 作ス タート 停
止ト リッ プ入力 形式
トリップ論理リ クロ ーズ入 力
形式
リクローズ論理<カウンタ設定>
タグ名
カウンタモードチ ャタ リング 除
去機能
チ ャタ リング 除
去時間
カ ウン タ補正 機
能カウンタ 1 自由設定※1
カウンタ 1 スタ
ート信号選択※1

カウンタ 1 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向
※1

112

説明
トリップ設定画面“動作スタート
入力形式”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
論理”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
停止機能”設定値
トリップ設定画面“トリップ 入力
形式”設定値

タイプ
整数
整数
整数
整数

トリップ設定画面“トリップ 論 整数
理”設定値
トリップ設定画面“リクローズ 入 整数
力形式”設定値
トリップ設定画面“リクローズ 論
理”設定値

整数

説明
カウンタ設定画面“カウンタモー
ド”設定値

タイプ
整数

カウンタ設定画面“チャタリング
除去機能”設定値
カウンタ設定画面“チャタリング
除去時間”設定値
カウンタ設定画面“カウンタ補正機能”設定値
カウンタ設定画面“カウンタ 1 自由設定有効”設定値

整数

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
タート信号選択”設定値

整数

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

実数
整数
整数

データ内容
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
0=a 接点1=b 接点0=無効
1=有効
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点データ内容
0=再閉路なし
1=再閉路あり
2=再遮断
3=自由設定（オプション）
0=無効
1=有効
0.1～3.0 ms
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）・トリップ／リクローズ信号選
択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力選択の場合
0=故障→定常
1=定常→故障

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

カウンタ 1 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
トップ信号選択”設定値

整数

カウンタ 1 スト
ッ プ信 号エッ ジ
方向※1
カウンタ 2 自由設定※1
カウンタ 2 スタ
ート信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
トップ信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ設定画面“カウンタ 2 自由設定有効”設定値

整数

0=無効
1=有効

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
タート信号選択”設定値

整数

カウンタ 2 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ 2 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
トップ信号選択”設定値

整数

カウンタ 2 スト
ッ プ信 号エッ ジ
方向※1
カウンタ 3 自由設定※1
カウンタ 3 スタ
ート信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
トップ信号エッジ方向”設定値

整数

0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）・トリップ／リクローズ信号選
択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力選択の場合
0=故障→定常
1=定常→故障
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

カウンタ設定画面“カウンタ 3 自由設定有効”設定値

整数

0=無効
1=有効

カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス
タート信号選択”設定値

整数

0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）

RX4744

1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

113

2.2 試験設定ファイルフォーマット

カウンタ 3 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向※1

カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ 3 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス
トップ信号選択”設定値

整数・トリップ／リクローズ信号選
択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力選択の場合
0=故障→定常
1=定常→故障
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

カウンタ 3 スト カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス 整数
ッ プ信 号エッ ジ トップ信号エッジ方向”設定値
方向※1※1 「カウンタ自由設定」項目はオプション契約の有効／無効にかかわらずファイルに保存されます。ただし，ファイルの読み込み時には，オプション契約有効の場合のみ設定が読み込まれ，装置に反映されます。
<相パラメタ><共通設定>
タグ名
定常周波数
制御電源振幅位相微調

説明
電圧／電流画面“定常周波数”設
定値
電圧／電流画面“制御電源振幅”
設定値
電圧／電流画面“位相微調”設定
値<個別設定 V0～V3 相，I0～I3 相>
タグ名
説明
試験使用相
出力要素画面“試験使用相”設定値
出力相
電圧／電流画面“出力相”設定値
ダミーロードDC 出力相
位相反転相

114

タイプ
実数

データ内容
10.000～500.000 Hz

実数

4.00～112.00 V

実数

0.00～359.99°

タイプ
整数

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効

整数

出力要素画面“電流相直列接続” 整数
設定値に応じて変化する設定値
出力要素画面“DC 出力相”設定値 整数
出力要素画面“位相反転相”設定
値

整数

0=無効
1=有効
0=無効

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

出力レンジ

出力要素画面“出力レンジ”設定
値
5ｍA レンジ，400ｍA レンジは I1
相, I0 相のみ

整数

定常振幅

電圧／電流画面“定常振幅”設定
値

実数

定常位相

電圧／電流画面“定常位相”設定
値

実数

故障振幅

電圧／電流画面“故障振幅”設定
値

実数

故障位相

電圧／電流画面“故障位相”設定
値

実数

ト リッ プ入力 振
幅電圧／電流（自由設定）“トリップ 実数
振幅”設定値ト リッ プ入力 位
相

電圧／電流（自由設定）“トリップ 実数位相”設定値リ クロ ーズ入 力
振幅

電圧／電流（自由設定）“リクロー 実数
ズ振幅”設定値

リ クロ ーズ入 力
位相電圧／電流（自由設定）“リクロー 実数
ズ位相”設定値

RX4744電圧相：
0=125 V レンジ
1=250 V レンジ
電流相：
0=20 A レンジ
1=5 mA レンジ
2=400 mA レンジ
電圧相：
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
0.00～400.00 mA
0.000～5.000 mA
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電圧相：0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
0.00～400.00 mA
0.000～5.000 mA
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電圧相：0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
0.00～400.00 mA
0.000～5.000 mA
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電圧相：0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
0.00～400.00 mA
0.000～5.000 mA
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
115

2.2 試験設定ファイルフォーマット

再 トリ ップ入 力
振幅

電圧／電流（自由設定）“再トリッ 実数
プ振幅”設定値

再 トリ ップ入 力
位相電圧／電流（自由設定）“再トリップ位相”設定値

実数

タイプ
整数

Beep 設定説明
特殊機能画面“PSW モード”設定値
特殊機能画面“Beep 設定”設定値

位 相マ イナス 設
定バ ック ライト 調
整
DC 出力

特殊機能画面“位相マイナス設定” 整数
設定値
特殊機能画面“バックライト調整” 整数
設定値
特殊機能画面“DC 出力”設定値
整数<特殊機能>
タグ名
PSW モード<条件設定>
タグ名
動 作ス タート 信
号待ち
動作シーケンス

電圧相：
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
0.00～400.00 mA
0.000～5.000 mA
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°

整数

0=無効
1=有効

説明
条件設定画面“動作スタート信号待ち”設定値
条件設定画面“動作シーケンス”
設定値

タイプ
整数

故障方向

条件設定画面“故障方向”設定値

整数

遮断相選択

条件設定画面“遮断相選択”設定
値

整数

三相出力

条件設定画面“三相出力”設定値

整数

116

整数

データ内容
0=オルタネート
1=モーメンタリ
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
10～90

データ内容
0=無効
1=有効
0=再閉路なし
1=再閉路あり
2=再遮断
0=母線 VT
1=線路 VT2=自由設定0=第 1 相1=第 2 相2=第 3 相3=1-2 相4=2-3 相5=3-1 相6=1-2-3 相
0=同時
1=2 同時（オプション）
2=3 同時（オプション）
3=ファースト（オプション）
4=個別（オプション）

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

計測相

条件設定画面“計測相”設定値

整数

零相動作

条件設定画面“0 相動作”設定値

整数

個 別動 作遅延 時
間
遮断時間
投入時間
シ ーケ ンス継 続
時間機能
シ ーケ ンス継 続
時間
プ リト リガ時 間
機能
プリトリガ時間

条件設定画面“個別動作遅延時間” 実数
設定値
条件設定画面“遮断時間”設定値 整数
条件設定画面“投入時間”設定値 整数
条件設定画面“シーケンス継続時 整数
間機能”設定値
条件設定画面“シーケンス継続時 整数
間”設定値
条件設定画面“プリトリガ時間機 整数
能”設定値
条件設定画面“プリトリガ時間” 実数
設定値
条件設定画面“急変開始位相”設 整数
定値

急変開始位相<相切換設定>タグ名
V1-3 相切換
V0 相切換I1-3 相切換
I0 相切換RX4744説明タイプ
電圧／電流画面“V1-3 相”相切換 整数
設定
電圧／電流画面“V0 相”相切換設 整数
定電圧／電流画面“I1-3 相”相切換 整数
設定
電圧／電流画面“I0 相”相切換設 整数
定0=第 1 相1=第 2 相2=第 3 相3=ファースト
0=同時
1=個別
0.01～60.00 s
0～10000 ms
0～600 ms
0=無効
1=有効10～600000 ms
0=無効
1=有効
0.1～6000.0 ms
0=固定
1=ランダム

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効

117

2.2 試験設定ファイルフォーマット

g) 総合試験：過渡波形再生 試験設定ファイルフォーマット
<ファイル情報>
タグ名
ファイル名

タイプ
文字列

試験モード名説明
試験設定ファイルのファイル名
RX4744Param_{0}_{1}.xml{0}：試験モード名{1}：保存操作時日時
ファイルフォーマットのバージョン
試験設定・試験結果のいずれのファイルかを示すデータ
ファイル保存をした日付
YYYY/MM/DD hh:mm:ss
設定を保存した試験モード名称

文字列

TestModeTotal_
TransientWavesPlay<トリップ設定>
タグ名
動 作ス タート 入
力形式
動 作ス タート 論
理
動 作ス タート 停
止ト リッ プ入力 形式

説明
トリップ設定画面“動作スタート
入力形式”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
論理”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
停止機能”設定値
トリップ設定画面“トリップ 入力
形式”設定値

タイプ
整数

データ内容
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
0=a 接点1=b 接点0=無効
1=有効
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点フ ォー マット バ
ージョン
ファイルタイプ
日付

トリップ論理リ クロ ーズ入 力
形式
リクローズ論理

文字列
整数
文字列

整数
整数
整数

トリップ設定画面“トリップ 論 整数
理”設定値
トリップ設定画面“リクローズ 入 整数
力形式”設定値
トリップ設定画面“リクローズ 論
理”設定値

整数

タイプ
整数

Beep 設定説明
特殊機能画面“PSW モード”設定値
特殊機能画面“Beep 設定”設定値

位 相マ イナス 設
定バ ック ライト 調
整
DC 出力

特殊機能画面“位相マイナス設定” 整数
設定値
特殊機能画面“バックライト調整” 整数
設定値
特殊機能画面“DC 出力”設定値
整数<特殊機能>
タグ名
PSW モード

118

整数

データ内容
例）
RX4744Param_TestModeTotal_
TransientWavesPlay_
20130220134950.xml
1.00
0=試験設定1=試験結果例）2013/02/20 13:22:20

データ内容
0=オルタネート
1=モーメンタリ
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
10～90
0=無効
1=有効

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

h) 単体試験：トランス突入電流模擬（オプション）試験設定ファイルフォーマット
<ファイル情報>
タグ名
ファイル名

フ ォー マット バ
ージョン
ファイルタイプ
日付
試験モード名<出力要素>
タグ名
周波数モード波形タイプ
電流相直列接続
制御電源<トリップ設定>
タグ名
動 作ス タート 入
力形式
動 作ス タート 論
理
動 作ス タート 停
止ト リッ プ入力 形式
トリップ論理RX4744

説明
試験設定ファイルのファイル名
RX4744Param_{0}_{1}.xml{0}：試験モード名{1}：保存操作時日時

タイプ
文字列

ファイルフォーマットのバージョン
試験設定・試験結果のいずれのファイルかを示すデータ
ファイル保存をした日付
YYYY/MM/DD hh:mm:ss
設定を保存した試験モード名称

文字列

文字列

TestModeUnit_
TransformerInrushCurrent
Simulation

説明
出力要素画面“周波数モード”設
定値

タイプ
整数

出力要素画面“波形タイプ”設定値
出力要素画面“電流相直列接続”
設定値
出力要素画面“試験使用相 制御電
源”設定値

整数

データ内容
0=50 Hz 固定
1=60 Hz 固定
2=内部可変3=外部同期
4=ライン同期0=正弦波（固定）整数

0=個別接続（固定）

整数

0=無効
1=有効

説明
トリップ設定画面“動作スタート
入力形式”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
論理”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
停止機能”設定値
トリップ設定画面“トリップ 入力
形式”設定値

タイプ
整数

トリップ設定画面“トリップ 論
理”設定値

整数

データ内容
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
0=a 接点1=b 接点0=無効
1=有効
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点

整数
文字列

整数
整数
整数

データ内容
例）
RX4744Param_TestModeUnit_
TransformerInrushCurrent
Simulation_20130220134950.xml
1.00
0=試験設定1=試験結果例）2013/02/20 13:22:20

119

2.2 試験設定ファイルフォーマット

リ クロ ーズ入 力
形式

トリップ設定画面“リクローズ 入
力形式”設定値

整数

リクローズ論理

トリップ設定画面“リクローズ 論
理”設定値

整数

説明
カウンタ設定画面“カウンタモー
ド”設定値

タイプ
整数

カウンタ設定画面“チャタリング
除去機能”設定値
カウンタ設定画面“チャタリング
除去時間”設定値
カウンタ設定画面“カウンタ補正機能”設定値

整数

整数

0=無効
1=有効

説明
電圧／電流画面“定常周波数”設
定値
電圧／電流画面“制御電源振幅”
設定値
電圧／電流画面“位相微調”設定
値

タイプ
実数

データ内容
10.000～500.000 Hz

実数

4.00～112.00 V

実数

0.00～359.99°

タイプ
整数

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効

<カウンタ設定>
タグ名
カウンタモードチ ャタ リング 除
去機能
チ ャタ リング 除
去時間
カ ウン タ補正 機
能1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点実数

データ内容
0=インタバル内部
1=インタバル外部
2=ワンショット
0=無効
1=有効
0.1～3.0 ms<相パラメタ><共通設定>
タグ名
定常周波数
制御電源振幅
位相微調<個別設定 V1～V3 相，I1～I3 相>
タグ名
説明
試験使用相
出力要素画面“試験使用相”設定値
出力相
電圧／電流画面“出力相”設定値
ダミーロード整数

DC 出力相出力要素画面“電流相直列接続” 整数
設定値に応じて変化する設定値
出力要素画面“DC 出力相”設定値 整数

位相反転相

出力要素画面“位相反転相”設定

整数

出力レンジ

出力要素画面“出力レンジ”設定
値

整数

定常振幅

電圧／電流画面“定常振幅”設定
値

実数

120

0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
電圧相：
0=125 V レンジ
1=250 V レンジ
電流相：
0=20 A レンジ
電圧相：
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000A（固定）
V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

定常位相

電圧／電流画面“定常位相”設定
値

実数

故障振幅

電圧／電流画面“故障振幅”設定
値

実数

故障位相

電圧／電流画面“故障位相”設定
値

実数

タイプ
整数

Beep 設定説明
特殊機能画面“PSW モード”設定値
特殊機能画面“Beep 設定”設定値

位 相マ イナス 設
定バ ック ライト 調
整
DC 出力

特殊機能画面“位相マイナス設定” 整数
設定値
特殊機能画面“バックライト調整” 整数
設定値
特殊機能画面“DC 出力”設定値
整数<特殊機能>
タグ名
PSW モード

RX4744整数

電圧相：
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電流相：0.0°（固定）電圧相：
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
電圧相：
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電流相：0.0°（固定）データ内容
0=オルタネート
1=モーメンタリ
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
10～90
0=無効
1=有効

121

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<条件設定>
タグ名
終了振幅 I1 相
終了振幅 I2 相終了振幅 I3 相
制限極性 I1 相
制限極性 I2 相
制限極性 I3 相
開始-最終振幅差
減衰半減時間故 障継 続時間 機
能
故障継続時間プ リト リガ出 力
終了遅延時間説明
タイプ
電圧/電流画面“終了振幅（I1 相）” 実数
設定値
電圧/電流画面“終了振幅（I2 相）” 実数
設定値
電圧/電流画面“終了振幅（I3 相）” 実数
設定値
電圧/電流画面“制限極性（I1 相）” 整数
設定値
電圧/電流画面“制限極性（I2 相）” 整数
設定値
電圧/電流画面“制限極性（I3 相）” 整数
設定値
条件設定画面“開始-最終振幅差減 整数
衰半減時間”設定値
条件設定画面“故障継続時間機能” 整数
設定値
条件設定画面“故障継続時間”設 実数
定値
条件設定画面“プリトリガ出力終 整数
了遅延時間”設定値

データ内容
0.000～[開始振幅設定値]
分解能 0.001 A※このパラメタは【電圧／電流】画面の「終了振幅」の設定に対応します。
0=“−”
1=“＋”
※このパラメタは【電圧/電流】画面の「出力極性」の設定に対応します。
100～10000 ms
分解能 1 ms0=無効
1=有効0.001～65.000 s
分解能 0.001 s
0～10000 ms
分解能 1 ms----- ご注意 ------------------------------------------------------------------------

「トランス突入電流模擬モード」試験設定／結果ファイルは，「出力極性」を「制限極性」と記述しています。ご注意ください。

-------------------------------------------------------------------------------------

122

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

i)

単体試験：SOR 試験（オプション）試験設定ファイルフォーマット

<ファイル情報>
タグ名
ファイル名

フ ォー マット バ
ージョン
ファイルタイプ
日付
試験モード名<出力要素>
タグ名
周波数モード波形タイプ
電流相直列接続
制御電源

RX4744

説明
試験設定ファイルのファイル名
RX4744Param_{0}_{1}.xml{0}：試験モード名{1}：保存操作時日時
ファイルフォーマットのバージョン
試験設定・試験結果のいずれのファイルかを示すデータ
ファイル保存をした日付
YYYY/MM/DD hh:mm:ss
設定を保存した試験モード名称

タイプ
文字列

文字列

TestModeUnit_
StepOutRelayTest

説明
出力要素画面“周波数モード”設
定値

タイプ
整数

出力要素画面“波形タイプ”設定値
出力要素画面“電流相直列接続”
設定値
出力要素画面“試験使用相 制御電
源”設定値

整数

データ内容
0=50 Hz 固定
1=60 Hz 固定
2=内部可変3=外部同期
4=ライン同期0=正弦波（固定）整数

0=個別接続（固定）

整数

0=無効
1=有効

文字列
整数
文字列

データ内容
例）
RX4744Param_TestModeUnit_
StepOutRelayTest_
20130220134950.xml
1.00
0=試験設定1=試験結果例）2013/02/20 13:22:20

123

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<トリップ設定>
タグ名
動 作ス タート 入
力形式
動 作ス タート 論
理
動 作ス タート 停
止ト リッ プ入力 形式
トリップ論理リ クロ ーズ入 力
形式
リクローズ論理<カウンタ設定>
タグ名
カウンタモードチ ャタ リング 除
去機能
チ ャタ リング 除
去時間
カ ウン タ補正 機
能説明
トリップ設定画面“動作スタート
入力形式”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
論理”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
停止機能”設定値
トリップ設定画面“トリップ 入力
形式”設定値

タイプ
整数
整数
整数
整数

トリップ設定画面“トリップ 論 整数
理”設定値
トリップ設定画面“リクローズ 入 整数
力形式”設定値

データ内容
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
0=a 接点1=b 接点0=無効
1=有効
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点

トリップ設定画面“リクローズ 論
理”設定値

整数

説明
カウンタ設定画面“カウンタモー
ド”設定値

タイプ
整数

カウンタ設定画面“チャタリング
除去機能”設定値
カウンタ設定画面“チャタリング
除去時間”設定値
カウンタ設定画面“カウンタ補正機能”設定値

整数

整数

0=無効
1=有効

説明
電圧／電流画面“定常周波数”設
定値
電圧／電流画面“制御電源振幅”
設定値
電圧／電流画面“位相微調”設定
値

タイプ
実数

データ内容
10.000～500.000 Hz

実数

4.00～112.00 V

実数

0.00～359.99°

タイプ
整数

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効

実数

データ内容
0=インタバル内部
1=インタバル外部
2=ワンショット
0=無効
1=有効
0.1～3.0 ms<相パラメタ><共通設定>
タグ名
定常周波数
制御電源振幅
位相微調<個別設定 V1～V3 相，I1～I3 相>
説明
タグ名
試験使用相
出力要素画面“試験使用相”設定値
出力相
電圧／電流画面“出力相”設定値

124

整数

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

ダミーロードDC 出力相
位相反転相
出力レンジ

出力要素画面“電流相直列接続” 整数
設定値に応じて変化する設定値
出力要素画面“DC 出力相”設定値 整数
出力要素画面“位相反転相”設定
値
出力要素画面“出力レンジ”設定
値

整数
整数

定常振幅

電圧／電流画面“定常振幅”設定
値

実数

定常位相

電圧／電流画面“定常位相”設定
値

実数

故障振幅

電圧／電流画面“故障振幅”設定
値

実数

故障位相

電圧／電流画面“故障位相”設定
値

実数

タイプ
整数

Beep 設定説明
特殊機能画面“PSW モード”設定値
特殊機能画面“Beep 設定”設定値

位 相マ イナス 設
定バ ック ライト 調
整
DC 出力

特殊機能画面“位相マイナス設定” 整数
設定値
特殊機能画面“バックライト調整” 整数
設定値
特殊機能画面“DC 出力”設定値
整数<特殊機能>
タグ名
PSW モード

RX4744

整数

0=無効
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
電圧相：
0=125 V レンジ
1=250 V レンジ
電流相：
0=20 A レンジ
電圧相：
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電圧相：0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°

データ内容
0=オルタネート
1=モーメンタリ
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
10～90
0=無効
1=有効

125

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<条件設定>
タグ名ス イー プ時間 設
定方法
スイープ時間（インピーダンス）
スイープ時間（時間）
故 障継 続時間 機
能
故障継続時間プ リト リガ時 間
機能
プリトリガ時間
プ リト リガ出 力
終了遅延時間126

説明タイプ
条件設定画面“スイープ時間設定 整数方法”設定値
条件設定画面“スイープ時間（イ 実数
ンピーダンス）”設定値
条件設定画面“スイープ時間（時 実数間）”設定値
条件設定画面“故障継続時間機能” 整数
設定値
条件設定画面“故障継続時間”設 実数
定値
条件設定画面“プリトリガ時間機 整数
能”設定値
条件設定画面“プリトリガ時間” 実数
設定値
条件設定画面“プリトリガ出力終 整数
了遅延時間”設定値

データ内容
0=インピーダンス設定
1=時間設定1.0～32.0 Ω
分解能 0.1 Ω
0.001～10.000 s
分解能 0.001 s
0=無効
1=有効
0.001～65.000 s
分解能 0.001 s
0=無効
1=有効
0.1～6000.0 ms
分解能 0.1 ms
0～10000 ms
分解能 1 ms

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

j)

総合試験：リアクタンス協調（オプション） 試験設定ファイルフォーマット

<ファイル情報>
タグ名
ファイル名

フ ォー マット バ
ージョン
ファイルタイプ
日付
試験モード名<出力要素>
タグ名
周波数モード波形タイプ
電流相直列接続
制御電源

RX4744

説明
試験設定ファイルのファイル名
RX4744Param_{0}_{1}.xml{0}：試験モード名{1}：保存操作時日時
ファイルフォーマットのバージョン
試験設定・試験結果のいずれのファイルかを示すデータ
ファイル保存をした日付
YYYY/MM/DD hh:mm:ss
設定を保存した試験モード名称

タイプ
文字列

文字列

TestModeTotal_
ReactanceCoordinate

説明
出力要素画面“周波数モード”設
定値

タイプ
整数

出力要素画面“波形タイプ”設定値
出力要素画面“電流相直列接続”
設定値
出力要素画面“試験使用相 制御電
源”設定値

整数

データ内容
0=50 Hz 固定
1=60 Hz 固定
2=内部可変3=外部同期
4=ライン同期0=正弦波（固定）整数

0=個別接続（固定）

整数

0=無効
1=有効

文字列
整数
文字列

データ内容
例）
RX4744Param_TestModeTotal_
ReactanceCoordinate_20130220134950.xml
1.00
0=試験設定1=試験結果例）2013/02/20 13:22:20

127

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<トリップ設定>
タグ名
動 作ス タート 入
力形式
動 作ス タート 論
理
動 作ス タート 停
止ト リッ プ入力 形式
トリップ論理リ クロ ーズ入 力
形式
リクローズ論理<カウンタ設定>
タグ名
カウンタモードチ ャタ リング 除
去機能
チ ャタ リング 除
去時間
カ ウン タ補正 機
能カウンタ 1 自由設定※1
カウンタ 1 スタ
ート信号選択※1

カウンタ 1 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向
※1

128

説明
トリップ設定画面“動作スタート
入力形式”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
論理”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
停止機能”設定値
トリップ設定画面“トリップ 入力
形式”設定値

タイプ
整数
整数
整数
整数

トリップ設定画面“トリップ 論 整数
理”設定値
トリップ設定画面“リクローズ 入 整数
力形式”設定値
トリップ設定画面“リクローズ 論
理”設定値

整数

説明
カウンタ設定画面“カウンタモー
ド”設定値

タイプ
整数

カウンタ設定画面“チャタリング
除去機能”設定値
カウンタ設定画面“チャタリング
除去時間”設定値
カウンタ設定画面“カウンタ補正機能”設定値
カウンタ設定画面“カウンタ 1 自由設定有効”設定値

整数

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
タート信号選択”設定値

整数

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

実数
整数
整数

データ内容
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
0=a 接点1=b 接点0=無効
1=有効
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点データ内容
0=再閉路なし
1=再閉路あり
3=自由設定（オプション）
0=無効
1=有効
0.1～3.0 ms
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
スタート信号に・トリップ／リクローズ信号選
択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力選択の場合
0=故障→定常
1=定常→故障

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

カウンタ 1 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
トップ信号選択”設定値

整数

カウンタ 1 スト
ッ プ信 号エッ ジ
方向※1
カウンタ 2 自由設定※1
カウンタ 2 スタ
ート信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
トップ信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ設定画面“カウンタ 2 自由設定有効”設定値

整数

0=無効
1=有効

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
タート信号選択”設定値

整数

カウンタ 2 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ 2 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
トップ信号選択”設定値

整数

カウンタ 2 スト
ッ プ信 号エッ ジ
方向※1
カウンタ 3 自由設定※1
カウンタ 3 スタ
ート信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
トップ信号エッジ方向”設定値

整数

0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
スタート信号に・トリップ／リクローズ信号選
択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力選択の場合
0=故障→定常
1=定常→故障
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

カウンタ設定画面“カウンタ 3 自由設定有効”設定値

整数

0=無効
1=有効

カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス
タート信号選択”設定値

整数

0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）

RX4744

1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

129

2.2 試験設定ファイルフォーマット

カウンタ 3 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向※1

カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ 3 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス
トップ信号選択”設定値

整数

スタート信号に・トリップ／リクローズ信号選
択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力選択の場合
0=故障→定常
1=定常→故障
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

カウンタ 3 スト カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス 整数
ッ プ信 号エッ ジ トップ信号エッジ方向”設定値
方向※1※1 「カウンタ自由設定」項目はオプション契約の有効／無効にかかわらずファイルに保存されます。ただし，ファイルの読み込み時には，オプション契約有効の場合のみ設定が読み込まれ，装置に反映されます。
<相パラメタ><共通設定>
タグ名
定常周波数
制御電源振幅位相微調

説明
電圧／電流画面“定常周波数”設
定値
電圧／電流画面“制御電源振幅”
設定値
電圧／電流画面“位相微調”設定
値<個別設定 V0～V3 相，I0～I3 相>
説明
タグ名
試験使用相
出力要素画面“試験使用相”設定値
出力相
電圧／電流画面“出力相”設定値
ダミーロードDC 出力相
位相反転相
出力レンジ

130

タイプ
実数

データ内容
10.000～500.000 Hz

実数

4.00～112.00 V

実数

0.00～359.99°

タイプ
整数

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効

整数

出力要素画面“電流相直列接続” 整数
設定値に応じて変化する設定値
出力要素画面“DC 出力相”設定値 整数
出力要素画面“位相反転相”設定
値
出力要素画面“出力レンジ”設定
値

整数
整数

0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
電圧相：
0=125 V レンジ
1=250 V レンジ
電流相：
0=20 A レンジ
V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

定常振幅

電圧／電流画面“定常振幅”設定
値

実数

定常位相

電圧／電流画面“定常位相”設定
値

実数

故障振幅

電圧／電流画面“故障振幅”設定
値

実数

故障位相

電圧／電流画面“故障位相”設定
値

実数

ト リッ プ入力 振
幅電圧／電流（自由設定）“トリップ 実数
振幅”設定値ト リッ プ入力 位
相

電圧／電流（自由設定）“トリップ 実数位相”設定値リ クロ ーズ入 力
振幅

電圧／電流（自由設定）“リクロー 実数
ズ振幅”設定値

リ クロ ーズ入 力
位相電圧／電流（自由設定）“リクロー 実数
ズ位相”設定値<特殊機能>
タグ名
PSW モード
Beep 設定説明
特殊機能画面“PSW モード”設定値
特殊機能画面“Beep 設定”設定値

位 相マ イナス 設
定バ ック ライト 調
整
DC 出力

特殊機能画面“位相マイナス設定” 整数
設定値
特殊機能画面“バックライト調整” 整数
設定値
特殊機能画面“DC 出力”設定値
整数RX4744

タイプ
整数
整数

電圧相：
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電圧相：0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電圧相：0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電圧相：0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°

データ内容
0=オルタネート
1=モーメンタリ
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
10～90
0=無効
1=有効

131

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<条件設定>
タグ名
動 作ス タート 信
号待ち
動作シーケンス

説明
条件設定画面“動作スタート信号待ち”設定値
条件設定画面“動作シーケンス”
設定値
条件設定画面“故障方向”設定値

タイプ
整数

遮断相選択

条件設定画面“遮断相選択”設定
値

整数

三相出力
遮断時間
投入時間
シ ーケ ンス継 続
時間機能
シ ーケ ンス継 続
時間
プ リト リガ時 間
機能
プリトリガ時間

条件設定画面“三相出力”設定値
条件設定画面“遮断時間”設定値
条件設定画面“投入時間”設定値
条件設定画面“シーケンス継続時
間機能”設定値
条件設定画面“シーケンス継続時
間”設定値
条件設定画面“プリトリガ時間機
能”設定値
条件設定画面“プリトリガ時間”
設定値
条件設定画面“急変開始位相”設
定値

整数
整数
整数
整数

故障方向

急変開始位相<相切換設定>タグ名
V1-3 相切換
V0 相切換I1-3 相切換
I0 相切換

132

整数
整数

整数
整数

データ内容
0=無効
1=有効
0=再閉路なし
1=再閉路あり0=母線 VT
1=線路 VT2=自由設定0=第 1 相1=第 2 相2=第 3 相3=1-2 相4=2-3 相5=3-1 相6=全相
0=同時0～10000 ms
0～600 ms
0=無効
1=有効10～600000 ms
0=無効
1=有効
0.1～6000.0 ms

実数
整数

0=固定
1=ランダム

説明タイプ
電圧／電流画面“V1-3 相”相切換 整数
設定
電圧／電流画面“V0 相”相切換設 整数
定電圧／電流画面“I1-3 相”相切換 整数
設定
電圧／電流画面“I0 相”相切換設 整数
定

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

k) 総合試験：脱調ロック（オプション） 試験設定ファイルフォーマット
<ファイル情報>
タグ名
ファイル名

フ ォー マット バ
ージョン
ファイルタイプ
日付
試験モード名<出力要素>
タグ名
周波数モード波形タイプ
電流相直列接続
制御電源

RX4744

説明
試験設定ファイルのファイル名
RX4744Param_{0}_{1}.xml{0}：試験モード名{1}：保存操作時日時
ファイルフォーマットのバージョン
試験設定・試験結果のいずれのファイルかを示すデータ
ファイル保存をした日付
YYYY/MM/DD hh:mm:ss
設定を保存した試験モード名称

タイプ
文字列

文字列

TestModeTotal_
StepOutLock

説明
出力要素画面“周波数モード”設
定値

タイプ
整数

出力要素画面“波形タイプ”設定値
出力要素画面“電流相直列接続”
設定値
出力要素画面“試験使用相 制御電
源”設定値

整数

データ内容
0=50 Hz 固定
1=60 Hz 固定
2=内部可変3=外部同期
4=ライン同期0=正弦波（固定）整数

0=個別接続（固定）

整数

0=無効
1=有効

文字列
整数
文字列

データ内容
例）
RX4744Param_TestModeTotal_
StepOutLock_20130220134950.xml
1.00
0=試験設定1=試験結果例）2013/02/20 13:22:20

133

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<トリップ設定>
タグ名
動 作ス タート 入
力形式
動 作ス タート 論
理
動 作ス タート 停
止ト リッ プ入力 形式
トリップ論理リ クロ ーズ入 力
形式
リクローズ論理<カウンタ設定>
タグ名
カウンタモードチ ャタ リング 除
去機能
チ ャタ リング 除
去時間
カ ウン タ補正 機
能カウンタ 1 自由設定※1
カウンタ 1 スタ
ート信号選択※1

カウンタ 1 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向
※1

134

説明
トリップ設定画面“動作スタート
入力形式”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
論理”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
停止機能”設定値
トリップ設定画面“トリップ 入力
形式”設定値

タイプ
整数
整数
整数
整数

トリップ設定画面“トリップ 論 整数
理”設定値
トリップ設定画面“リクローズ 入 整数
力形式”設定値
トリップ設定画面“リクローズ 論
理”設定値

整数

説明
カウンタ設定画面“カウンタモー
ド”設定値

タイプ
整数

カウンタ設定画面“チャタリング
除去機能”設定値
カウンタ設定画面“チャタリング
除去時間”設定値
カウンタ設定画面“カウンタ補正機能”設定値
カウンタ設定画面“カウンタ 1 自由設定有効”設定値

整数

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
タート信号選択”設定値

整数

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

実数
整数
整数

データ内容
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
0=a 接点1=b 接点0=無効
1=有効
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点データ内容
0=再閉路なし
1=再閉路あり
3=自由設定（オプション）
0=無効
1=有効
0.1～3.0 ms
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
スタート信号に・トリップ／リクローズ信号選
択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力選択の場合
0=故障→定常
1=定常→故障

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

カウンタ 1 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
トップ信号選択”設定値

整数

カウンタ 1 スト
ッ プ信 号エッ ジ
方向※1
カウンタ 2 自由設定※1
カウンタ 2 スタ
ート信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
トップ信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ設定画面“カウンタ 2 自由設定有効”設定値

整数

0=無効
1=有効

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
タート信号選択”設定値

整数

カウンタ 2 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ 2 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
トップ信号選択”設定値

整数

カウンタ 2 スト
ッ プ信 号エッ ジ
方向※1
カウンタ 3 自由設定※1
カウンタ 3 スタ
ート信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
トップ信号エッジ方向”設定値

整数

0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
スタート信号に・トリップ／リクローズ信号選
択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力選択の場合
0=故障→定常
1=定常→故障
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

カウンタ設定画面“カウンタ 3 自由設定有効”設定値

整数

0=無効
1=有効

カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス
タート信号選択”設定値

整数

0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）

RX4744

1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

135

2.2 試験設定ファイルフォーマット

カウンタ 3 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向※1

カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ 3 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス
トップ信号選択”設定値

整数

スタート信号に・トリップ／リクローズ信号選
択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力選択の場合
0=故障→定常
1=定常→故障
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

カウンタ 3 スト カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス 整数
ッ プ信 号エッ ジ トップ信号エッジ方向”設定値
方向※1※1 「カウンタ自由設定」項目はオプション契約の有効／無効にかかわらずファイルに保存されます。ただし，ファイルの読み込み時には，オプション契約有効の場合のみ設定が読み込まれ，装置に反映されます。
<相パラメタ><共通設定>
タグ名
定常周波数
制御電源振幅位相微調

説明
電圧／電流画面“定常周波数”設
定値
電圧／電流画面“制御電源振幅”
設定値
電圧／電流画面“位相微調”設定
値<個別設定 V0～V3 相，I0～I3 相>
説明
タグ名
試験使用相
出力要素画面“試験使用相”設定値
出力相
電圧／電流画面“出力相”設定値
ダミーロードDC 出力相
位相反転相
出力レンジ

136

タイプ
実数

データ内容
10.000～500.000 Hz

実数

4.00～112.00 V

実数

0.00～359.99°

タイプ
整数

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効

整数

出力要素画面“電流相直列接続” 整数
設定値に応じて変化する設定値
出力要素画面“DC 出力相”設定値 整数
出力要素画面“位相反転相”設定
値
出力要素画面“出力レンジ”設定
値

整数
整数

0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
電圧相：
0=125 V レンジ
1=250 V レンジ
電流相：
0=20 A レンジ
V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

定常振幅

電圧／電流画面“定常振幅”設定
値

実数

定常位相

電圧／電流画面“定常位相”設定
値

実数

故障振幅

電圧／電流画面“故障振幅”設定
値

実数

故障位相

電圧／電流画面“故障位相”設定
値

実数

ト リッ プ入力 振
幅電圧／電流（自由設定）“トリップ 実数
振幅”設定値ト リッ プ入力 位
相

電圧／電流（自由設定）“トリップ 実数位相”設定値リ クロ ーズ入 力
振幅

電圧／電流（自由設定）“リクロー 実数
ズ振幅”設定値

リ クロ ーズ入 力
位相電圧／電流（自由設定）“リクロー 実数
ズ位相”設定値<特殊機能>
タグ名
PSW モード
Beep 設定説明
特殊機能画面“PSW モード”設定値
特殊機能画面“Beep 設定”設定値

位 相マ イナス 設
定バ ック ライト 調
整
DC 出力

特殊機能画面“位相マイナス設定” 整数
設定値
特殊機能画面“バックライト調整” 整数
設定値
特殊機能画面“DC 出力”設定値
整数RX4744

タイプ
整数
整数

電圧相：
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電圧相：0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電圧相：0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電圧相：0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°

データ内容
0=オルタネート
1=モーメンタリ
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
10～90
0=無効
1=有効

137

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<条件設定>
タグ名
動 作ス タート 信
号待ち
動作シーケンス
故障方向
三相出力
シ ーケ ンス継 続
時間機能
シ ーケ ンス継 続
時間
プ リト リガ時 間
機能
プリトリガ時間
スイープ時間スイープタイプ
急変開始位相<相切換設定>タグ名
V1-3 相切換
V0 相切換I1-3 相切換
I0 相切換138

説明
条件設定画面“動作スタート信号待ち”設定値
条件設定画面“動作シーケンス”
設定値
条件設定画面“故障方向”設定値
条件設定画面“三相出力”設定値
条件設定画面“シーケンス継続時
間機能”設定値
条件設定画面“シーケンス継続時
間”設定値
条件設定画面“プリトリガ時間機
能”設定値
条件設定画面“プリトリガ時間”
設定値
条件設定画面“スイープ時間”設
定値
条件設定画面“スイープタイプ”
設定値
条件設定画面“急変開始位相”設
定値

タイプ
整数
整数
整数
整数
整数
整数
整数

データ内容
0=無効
1=有効
0=再閉路なし
1=再閉路あり0=母線 VT
0=同時
0=無効
1=有効
10～600000 ms
0=無効
1=有効
0.1～6000.0 ms

実数
実数0.001～5.000 s
分解能 0.001 s
0=通常スイープ
1=ベクトル直線スイープ
0=固定
1=ランダム

整数
整数

説明
タイプ
電圧／電流画面“V1-3 相”相切換 整数
設定
電圧／電流画面“V0 相”相切換設 整数
定電圧／電流画面“I1-3 相”相切換 整数
設定
電圧／電流画面“I0 相”相切換設 整数
定

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

l)

総合試験：脱調ロック解除（オプション） 試験設定ファイルフォーマット

<ファイル情報>
タグ名
ファイル名

フ ォー マット バ
ージョン
ファイルタイプ
日付
試験モード名<出力要素>
タグ名
周波数モード波形タイプ
電流相直列接続
制御電源

RX4744

説明
試験設定ファイルのファイル名
RX4744Param_{0}_{1}.xml{0}：試験モード名{1}：保存操作時日時
ファイルフォーマットのバージョン
試験設定・試験結果のいずれのファイルかを示すデータ
ファイル保存をした日付
YYYY/MM/DD hh:mm:ss
設定を保存した試験モード名称

タイプ
文字列

文字列

TestModeTotal_
StepOutLockRelease

説明
出力要素画面“周波数モード”設
定値

タイプ
整数

出力要素画面“波形タイプ”設定値
出力要素画面“電流相直列接続”
設定値
出力要素画面“試験使用相 制御電
源”設定値

整数

データ内容
0=50 Hz 固定
1=60 Hz 固定
2=内部可変3=外部同期
4=ライン同期0=正弦波（固定）整数

0=個別接続（固定）

整数

0=無効
1=有効

文字列
整数
文字列

データ内容
例）
RX4744Param_TestModeTotal_
StepOutLockRelease_20130220134950.xml
1.00
0=試験設定1=試験結果例）2013/02/20 13:22:20

139

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<トリップ設定>
タグ名
動 作ス タート 入
力形式
動 作ス タート 論
理
動 作ス タート 停
止ト リッ プ入力 形式
トリップ論理リ クロ ーズ入 力
形式
リクローズ論理<カウンタ設定>
タグ名
カウンタモードチ ャタ リング 除
去機能
チ ャタ リング 除
去時間
カ ウン タ補正 機
能カウンタ 1 自由設定※1
カウンタ 1 スタ
ート信号選択※1

カウンタ 1 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向
※1

140

説明
トリップ設定画面“動作スタート
入力形式”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
論理”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
停止機能”設定値
トリップ設定画面“トリップ 入力
形式”設定値

タイプ
整数
整数
整数
整数

トリップ設定画面“トリップ 論 整数
理”設定値
トリップ設定画面“リクローズ 入 整数
力形式”設定値
トリップ設定画面“リクローズ 論
理”設定値

整数

説明
カウンタ設定画面“カウンタモー
ド”設定値
カウンタ設定画面“チャタリング
除去機能”設定値
カウンタ設定画面“チャタリング
除去時間”設定値
カウンタ設定画面“カウンタ補正機能”設定値
カウンタ設定画面“カウンタ 1 自由設定有効”設定値

タイプ
整数

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
タート信号選択”設定値

整数

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

整数
実数
整数
整数

データ内容
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
0=a 接点1=b 接点0=無効
1=有効
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点データ内容
0=再閉路なし
3=自由設定（オプション）
0=無効
1=有効
0.1～3.0 ms
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
スタート信号に・トリップ／リクローズ信号選
択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力選択の場合
0=故障→定常
1=定常→故障

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

カウンタ 1 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
トップ信号選択”設定値

整数

カウンタ 1 スト
ッ プ信 号エッ ジ
方向※1
カウンタ 2 自由設定※1
カウンタ 2 スタ
ート信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
トップ信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ設定画面“カウンタ 2 自由設定有効”設定値

整数

0=無効
1=有効

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
タート信号選択”設定値

整数

カウンタ 2 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ 2 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
トップ信号選択”設定値

整数

カウンタ 2 スト
ッ プ信 号エッ ジ
方向※1
カウンタ 3 自由設定※1
カウンタ 3 スタ
ート信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
トップ信号エッジ方向”設定値

整数

0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
スタート信号に・トリップ／リクローズ信号選
択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力選択の場合
0=故障→定常
1=定常→故障
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

カウンタ設定画面“カウンタ 3 自由設定有効”設定値

整数

0=無効
1=有効

カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス
タート信号選択”設定値

整数

0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）

RX4744

1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

141

2.2 試験設定ファイルフォーマット

カウンタ 3 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向※1

カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ 3 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス
トップ信号選択”設定値

整数

スタート信号に・トリップ／リクローズ信号選
択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力選択の場合
0=故障→定常
1=定常→故障
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

カウンタ 3 スト カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス 整数
ッ プ信 号エッ ジ トップ信号エッジ方向”設定値
方向※1※1 「カウンタ自由設定」項目はオプション契約の有効／無効にかかわらずファイルに保存されます。ただし，ファイルの読み込み時には，オプション契約有効の場合のみ設定が読み込まれ，装置に反映されます。
<相パラメタ><共通設定>
タグ名
定常周波数
制御電源振幅位相微調

説明
電圧／電流画面“定常周波数”設
定値
電圧／電流画面“制御電源振幅”
設定値
電圧／電流画面“位相微調”設定
値<個別設定 V0～V3 相，I0～I3 相>
説明
タグ名
試験使用相
出力要素画面“試験使用相”設定値
出力相
電圧／電流画面“出力相”設定値
ダミーロードDC 出力相
位相反転相
出力レンジ

142

タイプ
実数

データ内容
10.000～500.000 Hz

実数

4.00～112.00 V

実数

0.00～359.99°

タイプ
整数

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効

整数

出力要素画面“電流相直列接続” 整数
設定値に応じて変化する設定値
出力要素画面“DC 出力相”設定値 整数
出力要素画面“位相反転相”設定
値
出力要素画面“出力レンジ”設定
値

整数
整数

0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
電圧相：
0=125 V レンジ
1=250 V レンジ
電流相：
0=20 A レンジ
V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

定常振幅

電圧／電流画面“定常振幅”設定
値

実数

定常位相

電圧／電流画面“定常位相”設定
値

実数

故障振幅

電圧／電流画面“故障振幅”設定
値

実数

故障位相

電圧／電流画面“故障位相”設定
値

実数

ト リッ プ入力 振
幅電圧／電流（自由設定）“トリップ 実数
振幅”設定値ト リッ プ入力 位
相

電圧／電流（自由設定）“トリップ 実数位相”設定値リ クロ ーズ入 力
振幅

電圧／電流（自由設定）“リクロー 実数
ズ振幅”設定値

リ クロ ーズ入 力
位相電圧／電流（自由設定）“リクロー 実数
ズ位相”設定値<特殊機能>
タグ名
PSW モード
Beep 設定説明
特殊機能画面“PSW モード”設定値
特殊機能画面“Beep 設定”設定値

位 相マ イナス 設
定バ ック ライト 調
整
DC 出力

特殊機能画面“位相マイナス設定” 整数
設定値
特殊機能画面“バックライト調整” 整数
設定値
特殊機能画面“DC 出力”設定値
整数RX4744

タイプ
整数
整数

電圧相：
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電圧相：0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電圧相：0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電圧相：0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°

データ内容
0=オルタネート
1=モーメンタリ
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
10～90
0=無効
1=有効

143

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<条件設定>
タグ名
動 作ス タート 信
号待ち
動作シーケンス
故障方向
三相出力
遮断時間
シ ーケ ンス継 続
時間機能
シ ーケ ンス継 続
時間
プ リト リガ時 間
機能
プリトリガ時間
スイープ時間スイープタイプ
急変開始位相<相切換設定>タグ名
V1-3 相切換
V0 相切換I1-3 相切換
I0 相切換144

説明
条件設定画面“動作スタート信号待ち”設定値
条件設定画面“動作シーケンス”
設定値
条件設定画面“故障方向”設定値
条件設定画面“三相出力”設定値
条件設定画面“遮断時間”設定値
条件設定画面“シーケンス継続時
間機能”設定値
条件設定画面“シーケンス継続時
間”設定値
条件設定画面“プリトリガ時間機
能”設定値
条件設定画面“プリトリガ時間”
設定値
条件設定画面“スイープ時間”設
定値
条件設定画面“スイープタイプ”
設定値
条件設定画面“急変開始位相”設
定値

タイプ
整数
整数
整数
整数
整数
整数

データ内容
0=無効
1=有効
0=再閉路なし
0=母線 VT0=同時
0～10000 ms
0=無効
1=有効
10～600000 ms

整数
整数

0=無効
1=有効
0.1～6000.0 ms

実数
実数0.001～5.000 s
分解能 0.001 s
0=通常スイープ
1=ベクトル直線スイープ
0=固定
1=ランダム

整数
整数

説明
タイプ
電圧／電流画面“V1-3 相”相切換 整数
設定
電圧／電流画面“V0 相”相切換設 整数
定電圧／電流画面“I1-3 相”相切換 整数
設定
電圧／電流画面“I0 相”相切換設 整数
定

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

m) 総合試験：I0 遅延（オプション） 試験設定ファイルフォーマット
<ファイル情報>
タグ名
ファイル名

フ ォー マット バ
ージョン
ファイルタイプ
日付
試験モード名<出力要素>
タグ名
周波数モード波形タイプ
電流相直列接続
制御電源

RX4744

説明
試験設定ファイルのファイル名
RX4744Param_{0}_{1}.xml{0}：試験モード名{1}：保存操作時日時
ファイルフォーマットのバージョン
試験設定・試験結果のいずれのファイルかを示すデータ
ファイル保存をした日付
YYYY/MM/DD hh:mm:ss
設定を保存した試験モード名称

タイプ
文字列

文字列

TestModeTotal_
CurrentDelay

説明
出力要素画面“周波数モード”設
定値

タイプ
整数

出力要素画面“波形タイプ”設定値
出力要素画面“電流相直列接続”
設定値
出力要素画面“試験使用相 制御電
源”設定値

整数

データ内容
0=50 Hz 固定
1=60 Hz 固定
2=内部可変3=外部同期
4=ライン同期0=正弦波（固定）整数

0=個別接続（固定）

整数

0=無効
1=有効

文字列
整数
文字列

データ内容
例）
RX4744Param_TestModeTotal_
CurrentDelay_
20130220134950.xml
1.00
0=試験設定1=試験結果例）2013/02/20 13:22:20

145

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<トリップ設定>
タグ名
動 作ス タート 入
力形式
動 作ス タート 論
理
動 作ス タート 停
止ト リッ プ入力 形式
トリップ論理リ クロ ーズ入 力
形式
リクローズ論理<カウンタ設定>
タグ名
カウンタモードチ ャタ リング 除
去機能
チ ャタ リング 除
去時間
カ ウン タ補正 機
能カウンタ 1 自由設定※1
カウンタ 1 スタ
ート信号選択※1

カウンタ 1 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向
※1

146

説明
トリップ設定画面“動作スタート
入力形式”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
論理”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
停止機能”設定値
トリップ設定画面“トリップ 入力
形式”設定値

タイプ
整数
整数
整数
整数

トリップ設定画面“トリップ 論 整数
理”設定値
トリップ設定画面“リクローズ 入 整数
力形式”設定値
トリップ設定画面“リクローズ 論
理”設定値

整数

説明
カウンタ設定画面“カウンタモー
ド”設定値

タイプ
整数

カウンタ設定画面“チャタリング
除去機能”設定値
カウンタ設定画面“チャタリング
除去時間”設定値
カウンタ設定画面“カウンタ補正機能”設定値
カウンタ設定画面“カウンタ 1 自由設定有効”設定値

整数

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
タート信号選択”設定値

整数

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

実数
整数
整数

データ内容
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
0=a 接点1=b 接点0=無効
1=有効
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点データ内容
0=再閉路なし
1=再閉路あり
3=自由設定（オプション）
0=無効
1=有効
0.1～3.0 ms
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
スタート信号に・トリップ／リクローズ信号選
択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力指定の場合
0=故障→定常
1=定常→故障

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

カウンタ 1 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
トップ信号選択”設定値

整数

カウンタ 1 スト
ッ プ信 号エッ ジ
方向※1
カウンタ 2 自由設定※1
カウンタ 2 スタ
ート信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
トップ信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ設定画面“カウンタ 2 自由設定有効”設定値

整数

0=無効
1=有効

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
タート信号選択”設定値

整数

カウンタ 2 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ 2 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
トップ信号選択”設定値

整数

カウンタ 2 スト
ッ プ信 号エッ ジ
方向※1
カウンタ 3 自由設定※1
カウンタ 3 スタ
ート信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
トップ信号エッジ方向”設定値

整数

0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
スタート信号に・トリップ／リクローズ信号選
択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力選択の場合
0=故障→定常
1=定常→故障
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

カウンタ設定画面“カウンタ 3 自由設定有効”設定値

整数

0=無効
1=有効

カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス
タート信号選択”設定値

整数

0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）

RX4744

1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

147

2.2 試験設定ファイルフォーマット

カウンタ 3 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向※1

カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ 3 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス
トップ信号選択”設定値

整数

スタート信号に・トリップ／リクローズ信号選
択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力選択の場合
0=故障→定常
1=定常→故障
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

カウンタ 3 スト カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス 整数
ッ プ信 号エッ ジ トップ信号エッジ方向”設定値
方向※1※1 「カウンタ自由設定」項目はオプション契約の有効／無効にかかわらずファイルに保存されます。ただし，ファイルの読み込み時には，オプション契約有効の場合のみ設定が読み込まれ，装置に反映されます。
<相パラメタ><共通設定>
タグ名
定常周波数
制御電源振幅位相微調

説明
電圧／電流画面“定常周波数”設
定値
電圧／電流画面“制御電源振幅”
設定値
電圧／電流画面“位相微調”設定
値<個別設定 V0～V3 相，I0～I3 相>
説明
タグ名
試験使用相
出力要素画面“試験使用相”設定値
出力相
電圧／電流画面“出力相”設定値
ダミーロードDC 出力相
位相反転相
出力レンジ

148

タイプ
実数

データ内容
10.000～500.000 Hz

実数

4.00～112.00 V

実数

0.00～359.99°

タイプ
整数

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効

整数

出力要素画面“電流相直列接続” 整数
設定値に応じて変化する設定値
出力要素画面“DC 出力相”設定値 整数
出力要素画面“位相反転相”設定
値
出力要素画面“出力レンジ”設定
値

整数
整数

0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
電圧相：
0=125 V レンジ
1=250 V レンジ
電流相：
0=20 A レンジ
V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

定常振幅

電圧／電流画面“定常振幅”設定
値

実数

定常位相

電圧／電流画面“定常位相”設定
値

実数

故障振幅

電圧／電流画面“故障振幅”設定
値

実数

故障位相

電圧／電流画面“故障位相”設定
値

実数

ト リッ プ入力 振
幅電圧／電流（自由設定）“トリップ 実数
振幅”設定値ト リッ プ入力 位
相

電圧／電流（自由設定）“トリップ 実数位相”設定値リ クロ ーズ入 力
振幅

電圧／電流（自由設定）“リクロー 実数
ズ振幅”設定値

リ クロ ーズ入 力
位相電圧／電流（自由設定）“リクロー 実数
ズ位相”設定値<特殊機能>
タグ名
PSW モード
Beep 設定説明
特殊機能画面“PSW モード”設定値
特殊機能画面“Beep 設定”設定値

位 相マ イナス 設
定バ ック ライト 調
整
DC 出力

特殊機能画面“位相マイナス設定” 整数
設定値
特殊機能画面“バックライト調整” 整数
設定値
特殊機能画面“DC 出力”設定値
整数RX4744

タイプ
整数
整数

電圧相：
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電圧相：0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電圧相：0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電圧相：0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
電流相：0.000～20.000 A
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°

データ内容
0=オルタネート
1=モーメンタリ
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
10～90
0=無効
1=有効

149

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<条件設定>
タグ名
動 作ス タート 信
号待ち
動作シーケンス

説明
条件設定画面“動作スタート信号待ち”設定値
条件設定画面“動作シーケンス”
設定値
条件設定画面“故障方向”設定値

タイプ
整数

遮断相選択

条件設定画面“遮断相選択”設定
値

整数

三相出力
遮断時間
投入時間
シ ーケ ンス継 続
時間機能
シ ーケ ンス継 続
時間
プ リト リガ時 間
機能
プリトリガ時間

条件設定画面“三相出力”設定値
条件設定画面“遮断時間”設定値
条件設定画面“投入時間”設定値
条件設定画面“シーケンス継続時
間機能”設定値
条件設定画面“シーケンス継続時
間”設定値
条件設定画面“プリトリガ時間機
能”設定値
条件設定画面“プリトリガ時間”
設定値
条件設定画面“I0 遅延時間”設定
値
条件設定画面“急変開始位相”設
定値

整数
整数
整数
整数

故障方向

I0 遅延時間
急変開始位相<相切換設定>タグ名
V1-3 相切換
V0 相切換I1-3 相切換
I0 相切換

150

整数
整数

整数
整数

データ内容
0=無効
1=有効
0=再閉路なし
1=再閉路あり0=母線 VT
1=線路 VT2=自由設定0=第 1 相1=第 2 相2=第 3 相3=1-2 相4=2-3 相5=3-1 相6=全相
0=同時0～10000 ms
0～600 ms
0=無効
1=有効10～600000 ms
0=無効
1=有効
0.1～6000.0 ms

実数
実数

0.1～5.0 s
分解能 0.1 s
0=固定
1=ランダム

整数

説明
タイプ
電圧／電流画面“V1-3 相”相切換 整数
設定
電圧／電流画面“V0 相”相切換設 整数
定電圧／電流画面“I1-3 相”相切換 整数
設定
電圧／電流画面“I0 相”相切換設 整数
定

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

n) 総合試験：シーケンス動作 試験設定ファイルフォーマット
<ファイル情報>
タグ名
ファイル名

フ ォー マット バ
ージョン
ファイルタイプ
日付
試験モード名<出力要素>
タグ名
周波数モード波形タイプ
電流相直列接続
制御電源

RX4744

説明
試験設定ファイルのファイル名
RX4744Param_{0}_{1}.xml{0}：試験モード名{1}：保存操作時日時
ファイルフォーマットのバージョン
試験設定・試験結果のいずれのファイルかを示すデータ
ファイル保存をした日付
YYYY/MM/DD hh:mm:ss
設定を保存した試験モード名称

タイプ
文字列

文字列

TestModeTotal_
SequenceOperation

説明
出力要素画面“周波数モード”設
定値

タイプ
整数

出力要素画面“波形タイプ”設定値
出力要素画面“電流相直列接続”
設定値
出力要素画面“試験使用相 制御電
源”設定値

整数

データ内容
0=50Hz 固定
1=60Hz 固定
2=内部可変3=外部同期
4=ライン同期
5=ディジタル同期（オプション）
0=正弦波，
1=正弦波 DC0=個別接続（固定）

文字列
整数
文字列

整数
整数

データ内容
例）
RX4744Param_TestModeTotal_
SequenceOperation_
20130220134950.xml
1.00
0=試験設定1=試験結果例）2013/02/20 13:22:20

0=無効
1=有効

151

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<トリップ設定>
タグ名
動 作ス タート 入
力形式
動 作ス タート 論
理
動 作ス タート 停
止ト リッ プ入力 形式
トリップ論理リ クロ ーズ入 力
形式
リクローズ論理<カウンタ設定>
タグ名
カウンタモードチ ャタ リング 除
去機能
チ ャタ リング 除
去時間
カ ウン タ補正 機
能カウンタ 1 自由設定※1
カウンタ 1 スタ
ート信号選択※1

カウンタ 1 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向
※1

152

説明
トリップ設定画面“動作スタート
入力形式”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
論理”設定値
トリップ設定画面“動作スタート
停止機能”設定値
トリップ設定画面“トリップ 入力
形式”設定値

タイプ
整数
整数
整数
整数

トリップ設定画面“トリップ 論 整数
理”設定値
トリップ設定画面“リクローズ 入 整数
力形式”設定値
トリップ設定画面“リクローズ 論
理”設定値

整数

説明
カウンタ設定画面“カウンタモー
ド”設定値
カウンタ設定画面“チャタリング
除去機能”設定値
カウンタ設定画面“チャタリング
除去時間”設定値
カウンタ設定画面“カウンタ補正機能”設定値
カウンタ設定画面“カウンタ 1 自由設定有効”設定値

タイプ
整数

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
タート信号選択”設定値

整数

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

整数
実数
整数
整数

データ内容
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
0=a 接点1=b 接点0=無効
1=有効
1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点1=接点入力2=電圧入力（2.5 V）
3=電圧入力（50 V）
0=a 接点1=b 接点

データ内容
0=なし
3=自由設定（オプション）
0=無効
1=有効
0.1～3.0 ms
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）・トリップ／リクローズ信号選
択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力選択の場合
0=故障→定常
1=定常→故障

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

カウンタ 1 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
トップ信号選択”設定値

整数

カウンタ 1 スト
ッ プ信 号エッ ジ
方向※1
カウンタ 2 自由設定※1
カウンタ 2 スタ
ート信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 1 ス
トップ信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ設定画面“カウンタ 2 自由設定有効”設定値

整数

0=無効
1=有効

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
タート信号選択”設定値

整数

カウンタ 2 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ 2 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
トップ信号選択”設定値

整数

カウンタ 2 スト
ッ プ信 号エッ ジ
方向※1
カウンタ 3 自由設定※1
カウンタ 3 スタ
ート信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 2 ス
トップ信号エッジ方向”設定値

整数

0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）・トリップ／リクローズ信号選
択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力選択の場合
0=故障→定常
1=定常→故障
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

カウンタ設定画面“カウンタ 3 自由設定有効”設定値

整数

0=無効
1=有効

カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス
タート信号選択”設定値

整数

0=急変指令出力
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）

RX4744

1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

153

2.2 試験設定ファイルフォーマット

カウンタ 3 スタ
ー ト信 号エッ ジ
方向※1

カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス
タート信号エッジ方向”設定値

整数

カウンタ 3 スト
ップ信号選択※1

カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス
トップ信号選択”設定値

整数・トリップ／リクローズ信号選
択の場合
0=入力↑
1=解除↓
・急変指令出力選択の場合
0=故障→定常
1=定常→故障
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2（オプション）
4=リクローズ 2（オプション）
5=トリップ 3（オプション）
6=リクローズ 3（オプション）
0=入力↑
1=解除↓

カウンタ 3 スト カウンタ設定画面“カウンタ 3 ス 整数
ッ プ信 号エッ ジ トップ信号エッジ方向”設定値
方向※1※1 「カウンタ自由設定」項目はオプション契約の有効／無効にかかわらずファイルに保存されます。ただし，ファイルの読み込み時には，オプション契約有効の場合のみ設定が読み込まれ，装置に反映されます。
<相パラメタ><共通設定>
タグ名
定常周波数
故障周波数
ステップ 2 周波数ステップ 3 周波数
ステップ 4 周波数
ステップ 5 周波数
ステップ 6 周波数
ステップ 7 周波数
ステップ 8 周波数ステップ 9 周波数ステップ 10 周波数
制御電源振幅154説明
電圧／電流画面“定常周波数”設
定値
電圧／電流画面”故障周波数”設
定値
電圧／電流画面”ステップ 2 周波数”設定値
電圧／電流画面” ステップ 3 周波数”設定値
電圧／電流画面” ステップ 4 周波数”設定値
電圧／電流画面” ステップ 5 周波数”設定値
電圧／電流画面” ステップ 6 周波数”設定値
電圧／電流画面” ステップ 7 周波数”設定値
電圧／電流画面” ステップ 8 周波数”設定値
電圧／電流画面” ステップ 9 周波数”設定値
電圧／電流画面” ステップ 10 周
波数”設定値
電圧／電流画面“制御電源振幅”
設定値

タイプ
実数

データ内容
10.000～500.000 Hz

実数

10.000～500.000 Hz

実数

10.000～500.000 Hz

実数

10.000～500.000 Hz

実数

10.000～500.000 Hz

実数

10.000～500.000 Hz

実数

10.000～500.000 Hz

実数

10.000～500.000 Hz

実数

10.000～500.000 Hz

実数

10.000～500.000 Hz

実数

10.000～500.000 Hz

実数

4.00～112.00 V

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

位相微調

電圧／電流画面“位相微調”設定
値<個別設定 V0～V3 相，I0～I3 相>
タグ名
説明
試験使用相
出力要素画面“試験使用相”設定値
出力相
電圧／電流画面“出力相”設定値
ダミーロードDC 出力相
位相反転相
出力レンジ

実数

0.00～359.99°

タイプ
整数

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効

整数

出力要素画面“電流相直列接続” 整数
設定値に応じて変化する設定値
出力要素画面“DC 出力相”設定値 整数
出力要素画面“位相反転相”設定
値
出力要素画面“出力レンジ”設定
値
5ｍA レンジ，400ｍA レンジは I1
相, I0 相のみ

整数
整数

定常振幅

電圧／電流画面“定常振幅”設定
値

実数

定常位相

電圧／電流画面“定常位相”設定
値

実数

RX47440=無効
1=有効
電圧相：0=無効
電流相：0=無効，1=有効
電圧相：
0=125 V レンジ
1=250 V レンジ
電流相：
0=20 A レンジ
1=5 mA レンジ
2=400 mA レンジ
電圧相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−125.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～125.00 V−250.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～250.00 V
電流相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～20.000 A
0.00～400.00 mA
0.000～5.000 mA
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−20.000～20.000 A−400.00～400.00 mA−5.000～5.000 mA
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°

155

2.2 試験設定ファイルフォーマット

故障振幅

電圧／電流画面“故障振幅”設定
値

実数

故障位相

電圧／電流画面“故障位相”設定
値

実数ステップ 2 振幅

電圧／電流“ステップ 2 振幅”設
定値

実数ステップ 2 位相

電圧／電流“ステップ 2 位相”設
定値

実数

156

電圧相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−125.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～125.00 V−250.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～250.00 V
電流相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～20.000 A
0.00～400.00 mA
0.000～5.000 mA
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−20.000～20.000 A−400.00～400.00 mA−5.000～5.000 mA
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電圧相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−125.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～125.00 V−250.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～250.00 V
電流相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～20.000 A
0.00～400.00 mA
0.000～5.000 mA
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−20.000～20.000 A−400.00～400.00 mA−5.000～5.000 mA
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

ステップ 3 振幅

電圧／電流“ステップ 3 振幅”設
定値

実数ステップ 3 位相

電圧／電流“ステップ 3 位相”設
定値

実数ステップ 4 振幅

電圧／電流“ステップ 4 振幅”設 実数
定値ステップ 4 位相

電圧／電流“ステップ 4 位相”設定値

RX4744実数

電圧相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−125.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～125.00 V−250.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～250.00 V
電流相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～20.000 A
0.00～400.00 mA
0.000～5.000 mA
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−20.000～20.000 A−400.00～400.00 mA−5.000～5.000 mA
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電圧相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−125.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～125.00 V−250.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～250.00 V
電流相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～20.000 A
0.00～400.00 mA
0.000～5.000 mA
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−20.000～20.000 A−400.00～400.00 mA−5.000～5.000 mA
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°

157

2.2 試験設定ファイルフォーマット

ステップ 5 振幅

電圧／電流“ステップ 5 振幅”設
定値

実数ステップ 5 位相

電圧／電流“ステップ 5 位相”設
定値

実数ステップ 6 振幅

電圧／電流“ステップ 6 振幅”設
定値

実数ステップ 6 位相

電圧／電流“ステップ 6 位相”設 実数
定値

158

電圧相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−125.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～125.00 V−250.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～250.00 V
電流相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～20.000 A
0.00～400.00 mA
0.000～5.000 mA
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−20.000～20.000 A−400.00～400.00 mA−5.000～5.000 mA
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電圧相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−125.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～125.00 V−250.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～250.00 V
電流相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～20.000 A
0.00～400.00 mA
0.000～5.000 mA
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−20.000～20.000 A−400.00～400.00 mA−5.000～5.000 mA
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

ステップ 7 振幅

電圧／電流“ステップ 7 振幅”設
定値

実数ステップ 7 位相

電圧／電流“ステップ 7 位相”設
定値

実数ステップ 8 振幅

電圧／電流“ステップ 8 振幅”設
定値

実数ステップ 8 位相

電圧／電流“ステップ 8 位相”設定値

実数RX4744電圧相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−125.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～125.00 V−250.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～250.00 V
電流相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～20.000 A
0.00～400.00 mA
0.000～5.000 mA
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−20.000～20.000 A−400.00～400.00 mA−5.000～5.000 mA
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電圧相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−125.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～125.00 V−250.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～250.00 V
電流相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～20.000 A
0.00～400.00 mA
0.000～5.000 mA
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−20.000～20.000 A−400.00～400.00 mA−5.000～5.000 mA
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°

159

2.2 試験設定ファイルフォーマット

ステップ 9 振幅

電圧／電流“ステップ 9 振幅”設
定値

実数ステップ 9 位相

電圧／電流“ステップ 9 位相”設
定値

実数ステップ 10 振幅

電圧／電流“ステップ 10 振幅”設
定値

実数ステップ 10 位相

電圧／電流“ステップ 10 位相”設
定値

実数

160

電圧相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−125.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～125.00 V−250.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～250.00 V
電流相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～20.000 A
0.00～400.00 mA
0.000～5.000 mA
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−20.000～20.000 A−400.00～400.00 mA−5.000～5.000 mA
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°
電圧相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～9.999・10.00～125.00 V
0.000～9.999・10.00～250.00 V
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−125.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～125.00 V−250.00 ～ −10.00 ・ −9.999 ～9.999・10.00～250.00 V
電流相：
AC(正弦波 DC 以外の場合)
0.000～20.000 A
0.00～400.00 mA
0.000～5.000 mA
DC(正弦波 DC かつ DC 出力＝”有効”の場合)−20.000～20.000 A−400.00～400.00 mA−5.000～5.000 mA
位相マイナス設定 OFF：
0.0～359.9°
位相マイナス設定 ON：−359.9～359.9°

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<特殊機能>
タグ名
PSW モード
Beep 設定説明
特殊機能画面“PSW モード”設定値
特殊機能画面“Beep 設定”設定値

タイプ
整数位 相マ イナス 設
定バ ック ライト 調
整
DC 出力

特殊機能画面“位相マイナス設定” 整数
設定値
特殊機能画面“バックライト調整” 整数
設定値
特殊機能画面“DC 出力”設定値
整数

整数

データ内容
0=オルタネート
1=モーメンタリ
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
10～90
0=無効
1=有効

<条件設定><共通設定>
タグ名
プ リト リガ終 了
遅延時間

説明
条件設定画面“プリトリガ終了遅
延時間”設定値

タイプ
整数<Step1 設定> ： “Step1”は「故障」ステップを示します。
タグ名
説明
タイプ
急変開始位相条件設定画面“急変開始位相”設 整数
定値
動 作ス タート 信 条件設定画面“動作スタート信号 整数
号待ち待ち”設定値
プ リト リガ時 間 条件設定画面“プリトリガ時間機 整数
機能能”設定値
プリトリガ時間
条件設定画面“プリトリガ時間” 実数
設定値
継続時間
条件設定画面“継続時間”設定値 整数
継続時間後動作
条件設定画面“継続時間後動作” 整数
設定値

トリガ信号

条件設定画面”トリガ信号”設定値

ト リガ 信号エ ッジ

条件設定画面”トリガ信号エッジ” 整数
設定値

RX4744整数

データ内容
0～10000 ms

データ内容
0=固定
1=ランダム
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0.1～6000.0 ms
1～600000 ms
0=次ステップ移行
1=トリガ信号待ち
2=終了→定常
3=保持(移行なし)
0=動作スタート信号
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2 (オプション)
4=リクローズ 2 (オプション)
5=トリップ 3 (オプション)
6=リクローズ 3 (オプション)
7=トリップファースト (オプション)
8=リクローズファースト (オプション)0=↑ (解除→入力エッジ)
1=↓ (入力→解除エッジ)161

2.2 試験設定ファイルフォーマット

<Step2～Step10 設定>
説明
タグ名
開始遅延時間
条件設定画面“開始遅延時間”設
定値
遅延時間動作
条件設定画面“遅延時間動作”設
定値
継続時間
条件設定画面“継続時間”設定値
継続時間後動作
条件設定画面“継続時間後動作”
設定値

タイプ
整数

データ内容
0～10000ms

整数

トリガ信号

条件設定画面”トリガ信号”設定値

ト リガ 信号エ ッジ

条件設定画面”トリガ信号エッジ” 整数
設定値

0=急変
1=スイープ
1～600000 ms
0=次ステップ移行
1=トリガ信号待ち
2=終了→定常
3=保持(移行なし)
0=動作スタート信号
1=トリップ 1
2=リクローズ 1
3=トリップ 2 (オプション)
4=リクローズ 2 (オプション)
5=トリップ 3 (オプション)
6=リクローズ 3 (オプション)
7=トリップファースト (オプション)
8=リクローズファースト (オプション)0=↑ (解除→入力エッジ)
1=↓ (入力→解除エッジ)

説明
タイプ
電圧／電流画面“V1-3 相”相切換 整数
設定
電圧／電流画面“V0 相”相切換設 整数
定電圧／電流画面“I1-3 相”相切換 整数
設定
電圧／電流画面“I0 相”相切換設 整数
定

データ内容
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効
0=無効
1=有効

<相切換設定>タグ名
V1-3 相切換
V0 相切換I1-3 相切換
I0 相切換

162

整数
整数

整数

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.3 試験結果ファイルフォーマット

試験結果ファイルフォーマット

2.3■試験結果ファイル構成
試験結果ファイルの構成は図 2-2

試験結果ファイル構成図のようになります。試験設定ファイ

ルフォーマットと異なるのは，計測結果データが保存される部分です。
<測定結果>タグ以前の項目については，試験設定と同じデータとなりますので，詳細は省略いたします。試験設定ファイルフォーマットを参照してください。


測定結果
測定結果データです。カウンタ 1，カウンタ 2 およびカウンタ 3 の計測データ，又，動作値・復帰値の計測データとなります。


カウンタ計測 カウンタ# ※ #：1～3
カウンタ 1～3 の計測データ（計測回数，カウンタ値等）が保存されます。



動作値
動作値の計測データです。95 試験，通常スイープ，ベクトル直線スイープのみ対応します。



復帰値
復帰値の計測データです。95 試験，通常スイープ，ベクトル直線スイープのみ対応します。
次項以降に測定結果データの詳細を記載します。
※総合試験：過渡波形再生モードには，試験操作がないため記載はありません。

RX4744163

2.3 試験結果ファイルフォーマット

<ファイル情報>・・・</ファイル情報><出力要素>
・・・</出力要素><トリップ設定>
・・・</トリップ設定><カウンタ設定>
・・・</カウンタ設定><相パラメタ><共通設定>・・・</共通設定><個別設定 V0 相>・・・</個別設定 V0 相><個別設定 V1 相>・・・</個別設定 V1 相><個別設定 V2 相>・・・</個別設定 V2 相><個別設定 V3 相>・・・</個別設定 V3 相><個別設定 I0 相>・・・</個別設定 I0 相><個別設定 I1 相>・・・</個別設定 I1 相><個別設定 I2 相>・・・</個別設定 I2 相><個別設定 I3 相>・・・</個別設定 I3 相></相パラメタ><特殊機能>
・・・</特殊機能><条件設定><%試験モード名称%>
・・・</%試験モード名称%></条件設定><振幅制限波設定>
・・・</振幅制限波設定><相切換設定>・・・</相切換設定><測定結果><カウンタ計測 ID=“カウンタ#”>・・・</カウンタ計測>
・・・<動作値>・・・</動作値><復帰値>・・・</復帰値></測定結果>図 2-2 試験結果ファイル構成図

164

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.3 試験結果ファイルフォーマット

a) 単体試験：ホールド急変 試験結果ファイルフォーマット
<測定結果><カウンタ 1>
タグ名
計測回数
カウンタモード

カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値<カウンタ 2>
タグ名
計測回数
カウンタモード

カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値<カウンタ 3>
タグ名
計測回数
カウンタモード

カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値

RX4744

説明
カウンタ 1 の計測回数
カウンタ設定画面“カウンタモード”設定値

タイプ
整数
整数

カウンタ 1 の計測値
（動作・復帰のとき動作時間）
カウンタ 1 の演算結果の最小値
カウンタ 1 の演算結果の最大値
カウンタ 1 の演算結果の平均値

実数

データ内容
単位：回
0=インタバル内部
1=インタバル外部
2=ワンショット
4=動作・復帰
6=自由設定（オプション）
単位：sec実数
実数
実数

単位：sec
単位：sec
単位：sec説明
カウンタ 2 の計測回数
カウンタ設定画面“カウンタモード”設定値

タイプ
整数
整数

カウンタ 2 の計測値
（動作・復帰のとき復帰時間）
カウンタ 2 の演算結果の最小値
カウンタ 2 の演算結果の最大値
カウンタ 2 の演算結果の平均値

実数

データ内容
単位：回
0=インタバル内部
1=インタバル外部
2=ワンショット
4=動作・復帰
6=自由設定（オプション）
単位：sec実数
実数
実数

単位：sec
単位：sec
単位：sec説明
カウンタ 3 の計測回数
カウンタ設定画面“カウンタモード”設定値

タイプ
整数
整数

カウンタ 3 の計測値
カウンタ 3 の演算結果の最小値
カウンタ 3 の演算結果の最大値
カウンタ 3 の演算結果の平均値

実数
実数
実数
実数

データ内容
単位：回
0=インタバル内部
1=インタバル外部
2=ワンショット
4=動作・復帰
6=自由設定（オプション）
単位：sec
単位：sec
単位：sec
単位：sec165

2.3 試験結果ファイルフォーマット

b) 単体試験：ノンホールド急変 試験結果ファイルフォーマット
<測定結果><カウンタ 1>
タグ名
計測回数
カウンタモード

カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値<カウンタ 2>
タグ名
計測回数
カウンタモード

カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値<カウンタ 3>
タグ名
計測回数
カウンタモード

カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値

166

説明
カウンタ 1 の計測回数
カウンタ設定画面“カウンタモード”設定値

タイプ
整数
整数

カウンタ 1 の計測値
カウンタ 1 の演算結果の最小値
カウンタ 1 の演算結果の最大値
カウンタ 1 の演算結果の平均値

実数
実数
実数
実数

説明
カウンタ 2 の計測回数
カウンタ設定画面“カウンタモード”設定値

タイプ
整数
整数

カウンタ 2 の計測値
カウンタ 2 の演算結果の最小値
カウンタ 2 の演算結果の最大値
カウンタ 2 の演算結果の平均値

実数
実数
実数
実数

説明
カウンタ 3 の計測回数
カウンタ設定画面“カウンタモード”設定値

タイプ
整数
整数

カウンタ 3 の計測値
カウンタ 3 の演算結果の最小値
カウンタ 3 の演算結果の最大値
カウンタ 3 の演算結果の平均値

実数
実数
実数
実数

データ内容
単位：回
0=インタバル内部
1=インタバル外部
2=ワンショット
3=トレイン
6=自由設定（オプション）
単位：sec
単位：sec
単位：sec
単位：sec

データ内容
単位：回
0=インタバル内部
1=インタバル外部
2=ワンショット
3=トレイン
6=自由設定（オプション）
単位：sec
単位：sec
単位：sec
単位：sec

データ内容
単位：回
0=インタバル内部
1=インタバル外部
2=ワンショット
3=トレイン
6=自由設定（オプション）
単位：sec
単位：sec
単位：sec
単位：sec

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.3 試験結果ファイルフォーマット

c) 単体試験：95 試験 試験結果ファイルフォーマット
<測定結果><カウンタ 1>
タグ名
計測回数
カウンタモード

説明タイプ
カウンタ 1 の計測回数
整数
カウンタ設定画面
整数“カウンタモード”設定値
カウンタ 1 の計測値（動作時間） 実数
カウンタ 1 の演算結果の最小値
実数
カウンタ 1 の演算結果の最大値
実数
カウンタ 1 の演算結果の平均値
実数

データ内容
単位：回
5=動作・復帰 2

データ内容
単位：回
5=動作・復帰 2

カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値

説明
タイプ
カウンタ 2 の計測回数
整数
カウンタ設定画面
整数“カウンタモード”設定値
カウンタ 2 の計測値（復帰時間） 実数
カウンタ 2 の演算結果の最小値
実数
カウンタ 2 の演算結果の最大値
実数
カウンタ 2 の演算結果の平均値
実数

<動作値>
タグ名
動作周波数

説明
動作周波数の計測値

タイプ
実数

データ内容
単位：Hz

<復帰値>
タグ名
復帰周波数

説明
復帰周波数の計測値

タイプ
実数

データ内容
単位：Hz

カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値<カウンタ 2>
タグ名
計測回数
カウンタモード

RX4744

単位：sec
単位：sec
単位：sec
単位：sec

単位：sec
単位：sec
単位：sec
単位：sec167

2.3 試験結果ファイルフォーマット

d) 単体試験：通常スイープ 試験結果ファイルフォーマット
・<測定結果>は条件設定画面“スイープ動作”設定値に応じて，試験対象でない計測値をすべて“0”で保存します。
・“スイープ動作”設定値が“自動”：<手動スイープ出力値>はすべて“0”で保存します。
・“スイープ動作”設定値が“手動”：<動作値>・<復帰値>はすべて“0”で保存します。
・“波形タイプ”設定値が“正弦波 DC”の場合，DC 出力相として指定されている相の位相値は”0”で保存します。
<測定結果><動作値>／<復帰値>
説明
タグ名
周波数
周波数の計測値，0 のときは計測失敗
V1 振幅値
V1 振幅の計測値
V1 位相値
V1 位相の計測値
V2 振幅値
V2 振幅の計測値
V2 位相値
V2 位相の計測値
V3 振幅値
V3 振幅の計測値
V3 位相値
V3 位相の計測値
V0 振幅値
V0 振幅の計測値
V0 位相値
V0 位相の計測値
I1 振幅値
I1 振幅の計測値
I1 位相値
I1 位相の計測値
I2 振幅値
I2 振幅の計測値
I2 位相値
I2 位相の計測値
I3 振幅値
I3 振幅の計測値
I3 位相値
I3 位相の計測値
I0 振幅値
I0 振幅の計測値
I0 位相値
I0 位相の計測値
高調波周波数高調波周波数の計測値※「周波数」×定常高調波次数 の値
高調波次数
定常高調波次数の値
高調波 V1 振幅値
常に 0
高調波 V1 位相値
常に 0
高調波 V2 振幅値
常に 0
高調波 V2 位相値
常に 0
高調波 V3 振幅値
常に 0
高調波 V3 位相値
常に 0
高調波 V0 振幅値
常に 0
高調波 V0 位相値
常に 0
高調波 I1 振幅値
高調波 I1 振幅の計測値
高調波 I1 位相値
高調波 I1 位相の計測値
高調波 I2 振幅値
高調波 I2 振幅の計測値
高調波 I2 位相値
高調波 I2 位相の計測値
高調波 I3 振幅値
高調波 I3 振幅の計測値
高調波 I3 位相値
高調波 I3 位相の計測値
高調波 I0 振幅値
常に 0
高調波 I0 位相値
常に 0

168

タイプ
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数

データ内容
単位：Hz
単位：V
単位：°
単位：V
単位：°
単位：V
単位：°
単位：V
単位：°
単位：A
単位：°
単位：A
単位：°
単位：A
単位：°
単位：A
単位：°
単位：Hz

整数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数

単位：なし
単位：V
単位：°
単位：V
単位：°
単位：V
単位：°
単位：V
単位：°
単位：A
単位：°
単位：A
単位：°
単位：A
単位：°
単位：A
単位：°

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.3 試験結果ファイルフォーマット

<手動スイープ出力値>
説明
タグ名
スイープ位置
スイープ出力の手動設定値
周波数周波数の計測値，0 のときは計測失敗
V1 振幅値
V1 振幅の計測値
V1 位相値
V1 位相の計測値
V2 振幅値
V2 振幅の計測値
V2 位相値
V2 位相の計測値
V3 振幅値
V3 振幅の計測値
V3 位相値
V3 位相の計測値
V0 振幅値
V0 振幅の計測値
V0 位相値
V0 位相の計測値
I1 振幅値
I1 振幅の計測値
I1 位相値
I1 位相の計測値
I2 振幅値
I2 振幅の計測値
I2 位相値
I2 位相の計測値
I3 振幅値
I3 振幅の計測値
I3 位相値
I3 位相の計測値
I0 振幅値
I0 振幅の計測値
I0 位相値
I0 位相の計測値
高調波周波数高調波周波数の計測値※「周波数」×定常高調波次数 の値
高調波次数
定常高調波次数の値
高調波 V1 振幅値
常に 0
高調波 V1 位相値
常に 0
高調波 V2 振幅値
常に 0
高調波 V2 位相値
常に 0
高調波 V3 振幅値
常に 0
高調波 V3 位相値
常に 0
高調波 V0 振幅値
常に 0
高調波 V0 位相値
常に 0
高調波 I1 振幅値
高調波 I1 振幅の計測値
高調波 I1 位相値
高調波 I1 位相の計測値
高調波 I2 振幅値
高調波 I2 振幅の計測値
高調波 I2 位相値
高調波 I2 位相の計測値
高調波 I3 振幅値
高調波 I3 振幅の計測値
高調波 I3 位相値
高調波 I3 位相の計測値
高調波 I0 振幅値
常に 0
高調波 I0 位相値
常に 0

RX4744

タイプ
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数

データ内容
単位：sec
単位：Hz
単位：V
単位：°
単位：V
単位：°
単位：V
単位：°
単位：V
単位：°
単位：A
単位：°
単位：A
単位：°
単位：A
単位：°
単位：A
単位：°
単位：Hz

整数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数

単位：なし
単位：V
単位：°
単位：V
単位：°
単位：V
単位：°
単位：V
単位：°
単位：A
単位：°
単位：A
単位：°
単位：A
単位：°
単位：A
単位：°

169

2.3 試験結果ファイルフォーマット

e) 単体試験：ベクトル直線スイープ 試験結果ファイルフォーマット
<測定結果>は条件設定画面“スイープ動作”設定値に応じて，試験対象でない計測値をすべて“0”で保存します。
“スイープ動作”設定値が“自動”：<手動スイープ出力値>はすべて“0”で保存します。
“スイープ動作”設定値が“手動”：<動作値>・<復帰値>はすべて“0”で保存します。
<測定結果><動作値>／<復帰値>
説明
タグ名
周波数
周波数の計測値，0 のときは計測失敗
V1 振幅値
V1 振幅の計測値
V1 位相値
V1 位相の計測値
V2 振幅値
V2 振幅の計測値
V2 位相値
V2 位相の計測値
V3 振幅値
V3 振幅の計測値
V3 位相値
V3 位相の計測値
V0 振幅値
V0 振幅の計測値
V0 位相値
V0 位相の計測値
I1 振幅値
I1 振幅の計測値
I1 位相値
I1 位相の計測値
I2 振幅値
I2 振幅の計測値
I2 位相値
I2 位相の計測値
I3 振幅値
I3 振幅の計測値
I3 位相値
I3 位相の計測値
I0 振幅値
I0 振幅の計測値
I0 位相値
I0 位相の計測値

タイプ
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数

データ内容
単位：Hz
単位：V
単位：°
単位：V
単位：°
単位：V
単位：°
単位：V
単位：°
単位：A
単位：°
単位：A
単位：°
単位：A
単位：°
単位：A
単位：°

<手動スイープ出力値>
説明
タグ名
スイープ位置
スイープ出力の手動設定値
周波数
周波数の出力値
V1 振幅値
V1 振幅の出力値
V1 位相値
V1 位相の出力値
V2 振幅値
V2 振幅の出力値
V2 位相値
V2 位相の出力値
V3 振幅値
V3 振幅の出力値
V3 位相値
V3 位相の出力値
V0 振幅値
V0 振幅の出力値
V0 位相値
V0 位相の出力値
I1 振幅値
I1 振幅の出力値
I1 位相値
I1 位相の出力値
I2 振幅値
I2 振幅の出力値
I2 位相値
I2 位相の出力値
I3 振幅値
I3 振幅の出力値
I3 位相値
I3 位相の出力値
I0 振幅値
I0 振幅の出力値
I0 位相値
I0 位相の出力値

タイプ
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数
実数

データ内容
単位：sec
単位：Hz
単位：V
単位：°
単位：V
単位：°
単位：V
単位：°
単位：V
単位：°
単位：A
単位：°
単位：A
単位：°
単位：A
単位：°
単位：A
単位：°

170

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.3 試験結果ファイルフォーマット

f)

総合試験：急変 試験結果ファイルフォーマット

<測定結果><カウンタ 1>
タグ名
計測回数
カウンタモード

カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値<カウンタ 2>
タグ名
計測回数
カウンタモード

カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値

RX4744

説明
タイプ
トリップ／カウンタ 1 の計測回 整数
数
カウンタ設定画面“カウンタモー 整数
ド”設定値

トリップ／カウンタ 1 の計測値
トリップ／カウンタ 1 の演算結
果の最小値
トリップ／カウンタ 1 の演算結
果の最大値
トリップ／カウンタ 1 の演算結
果の平均値

実数
実数

0=再閉路なし
1=再閉路あり
2=再遮断
3=自由設定（オプション）
単位：sec
単位：sec実数

単位：sec実数

単位：sec説明
タイプ
リクローズ／カウンタ 2 の計測 整数
回数
カウンタ設定画面“カウンタモー 整数
ド”設定値

リクローズ／カウンタ 2 の計測
値
リクローズ／カウンタ 2 の演算
結果の最小値
リクローズ／カウンタ 2 の演算結果の最大値
リクローズ／カウンタ 2 の演算
結果の平均値

データ内容
単位：回

データ内容
単位：回

実数

0=再閉路なし
1=再閉路あり
2=再遮断
3=自由設定（オプション）
単位：sec実数

単位：sec実数

単位：sec実数

単位：sec171

2.3 試験結果ファイルフォーマット

<カウンタ 3>
タグ名
計測回数
カウンタモード

カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値

説明
再トリップ／カウンタ 3 の計測
回数
カウンタ設定画面“カウンタモード”設定値

再トリップ／カウンタ 3 の計測
値
再トリップ／カウンタ 3 の演算
結果の最小値
再トリップ／カウンタ 3 の演算結果の最大値
再トリップ／カウンタ 3 の演算
結果の平均値

タイプ
整数

データ内容
単位：回

整数

実数

0=再閉路なし
1=再閉路あり
2=再遮断
3=自由設定（オプション）
単位：sec実数

単位：sec実数

単位：sec実数

単位：secg) 単体試験：トランス突入電流模擬（オプション）試験結果ファイルフォーマット
<測定結果><カウンタ 1>
タグ名
計測回数
カウンタモード

カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値

説明
カウンタ 1 の計測回数
カウンタ設定画面“カウンタモード”設定値

タイプ
整数
整数

カウンタ 1 の計測値
カウンタ 1 の演算結果の最小値
カウンタ 1 の演算結果の最大値
カウンタ 1 の演算結果の平均値

実数
実数
実数
実数

データ内容
単位：回
0=インタバル内部
1=インタバル外部
2=ワンショット
単位：sec
単位：sec
単位：sec
単位：sech) 単体試験：SOR 試験（オプション）試験結果ファイルフォーマット
<測定結果><カウンタ 1>
タグ名
計測回数
カウンタモード

カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値

172

説明
カウンタ 1 の計測回数
カウンタ設定画面“カウンタモード”設定値

タイプ
整数
整数

カウンタ 1 の計測値
カウンタ 1 の演算結果の最小値
カウンタ 1 の演算結果の最大値
カウンタ 1 の演算結果の平均値

実数
実数
実数
実数

データ内容
単位：回
0=インタバル内部
1=インタバル外部
2=ワンショット
単位：sec
単位：sec
単位：sec
単位：sec

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.3 試験結果ファイルフォーマット

i)

総合試験：リアクタンス協調（オプション）試験結果ファイルフォーマット

<測定結果><カウンタ 1>
タグ名
計測回数
カウンタモード

カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値<カウンタ 2>
タグ名
計測回数
カウンタモード

カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値<カウンタ 3>
タグ名
計測回数
カウンタモード

カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値

RX4744

説明
トリップ／カウンタ 1 の計測回
数
カウンタ設定画面“カウンタモード”設定値

タイプ
整数

データ内容
単位：回

整数

トリップ／カウンタ 1 の計測値
トリップ／カウンタ 1 の演算結
果の最小値
トリップ／カウンタ 1 の演算結
果の最大値
トリップ／カウンタ 1 の演算結
果の平均値

実数
実数

0=再閉路なし
1=再閉路あり
3=自由設定（オプション）
単位：sec
単位：sec実数

単位：sec実数

単位：sec説明
リクローズ／カウンタ 2 の計測
回数
カウンタ設定画面“カウンタモード”設定値

タイプ
整数

データ内容
単位：回

整数

リクローズ／カウンタ 2 の計測
値
リクローズ／カウンタ 2 の演算
結果の最小値
リクローズ／カウンタ 2 の演算結果の最大値
リクローズ／カウンタ 2 の演算
結果の平均値

実数

0=再閉路なし
1=再閉路あり
3=自由設定（オプション）
単位：sec実数

単位：sec実数

単位：sec実数

単位：sec説明
カウンタ 3 の計測回数
カウンタ設定画面“カウンタモード”設定値

タイプ
整数
整数

カウンタ 3 の計測値
カウンタ 3 の演算結果の最小値
カウンタ 3 の演算結果の最大値
カウンタ 3 の演算結果の平均値

実数
実数
実数
実数

データ内容
単位：回
0=再閉路なし
1=再閉路あり
3=自由設定（オプション）
単位：sec
単位：sec
単位：sec
単位：sec173

2.3 試験結果ファイルフォーマット

j)

総合試験：脱調ロック（オプション）試験結果ファイルフォーマット

<測定結果><カウンタ 1>
タグ名
計測回数
カウンタモード

カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値<カウンタ 2>
タグ名
計測回数
カウンタモード

カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値<カウンタ 3>
タグ名
計測回数
カウンタモード

カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値

174

説明
トリップ／カウンタ 1 の計測回
数
カウンタ設定画面“カウンタモード”設定値

タイプ
整数

データ内容
単位：回

整数

トリップ／カウンタ 1 の計測値
トリップ／カウンタ 1 の演算結
果の最小値
トリップ／カウンタ 1 の演算結
果の最大値
トリップ／カウンタ 1 の演算結
果の平均値

実数
実数

0=再閉路なし
1=再閉路あり
3=自由設定（オプション）
単位：sec
単位：sec実数

単位：sec実数

単位：sec説明
リクローズ／カウンタ 2 の計測
回数
カウンタ設定画面“カウンタモード”設定値

タイプ
整数

データ内容
単位：回

整数

リクローズ／カウンタ 2 の計測
値
リクローズ／カウンタ 2 の演算
結果の最小値
リクローズ／カウンタ 2 の演算結果の最大値
リクローズ／カウンタ 2 の演算
結果の平均値

実数

0=再閉路なし
1=再閉路あり
3=自由設定（オプション）
単位：sec実数

単位：sec実数

単位：sec実数

単位：sec説明
カウンタ 3 の計測回数
カウンタ設定画面“カウンタモード”設定値

タイプ
整数
整数

カウンタ 3 の計測値
カウンタ 3 の演算結果の最小値
カウンタ 3 の演算結果の最大値
カウンタ 3 の演算結果の平均値

実数
実数
実数
実数

データ内容
単位：回
0=再閉路なし
1=再閉路あり
3=自由設定（オプション）
単位：sec
単位：sec
単位：sec
単位：sec

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.3 試験結果ファイルフォーマット

k) 総合試験：脱調ロック解除（オプション）試験結果ファイルフォーマット
<測定結果><カウンタ 1>
タグ名
計測回数
カウンタモード
カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値<カウンタ 2>
タグ名
計測回数
カウンタモード
カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値<カウンタ 3>
タグ名
計測回数
カウンタモード
カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値

RX4744

説明
トリップ／カウンタ 1 の計測回
数
カウンタ設定画面“カウンタモード”設定値
トリップ／カウンタ 1 の計測値
トリップ／カウンタ 1 の演算結
果の最小値
トリップ／カウンタ 1 の演算結
果の最大値
トリップ／カウンタ 1 の演算結
果の平均値

タイプ
整数

データ内容
単位：回

整数
実数
実数

0=再閉路なし
3=自由設定（オプション）
単位：sec
単位：sec実数

単位：sec実数

単位：sec説明
カウンタ 2 の計測回数
カウンタ設定画面“カウンタモード”設定値
カウンタ 2 の計測値
カウンタ 2 の演算結果の最小値
カウンタ 2 の演算結果の最大値
カウンタ 2 の演算結果の平均値

タイプ
整数
整数

データ内容
単位：回
0=再閉路なし
3=自由設定（オプション）
単位：sec
単位：sec
単位：sec
単位：sec説明
カウンタ 3 の計測回数
カウンタ設定画面“カウンタモード”設定値
カウンタ 3 の計測値
カウンタ 3 の演算結果の最小値
カウンタ 3 の演算結果の最大値
カウンタ 3 の演算結果の平均値

タイプ
整数
整数

実数
実数
実数
実数

実数
実数
実数
実数

データ内容
単位：回
0=再閉路なし
3=自由設定（オプション）
単位：sec
単位：sec
単位：sec
単位：sec175

2.3 試験結果ファイルフォーマット

l)

総合試験：I0 遅延（オプション）試験結果ファイルフォーマット

<測定結果><カウンタ 1>
タグ名
計測回数
カウンタモード

カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値<カウンタ 2>
タグ名
計測回数
カウンタモード

カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値<カウンタ 3>
タグ名
計測回数
カウンタモード

カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値

176

説明
トリップ／カウンタ 1 の計測回
数
カウンタ設定画面“カウンタモード”設定値

タイプ
整数

データ内容
単位：回

整数

トリップ／カウンタ 1 の計測値
トリップ／カウンタ 1 の演算結
果の最小値
トリップ／カウンタ 1 の演算結
果の最大値
トリップ／カウンタ 1 の演算結
果の平均値

実数
実数

0=再閉路なし
1=再閉路あり
3=自由設定（オプション）
単位：sec
単位：sec実数

単位：sec実数

単位：sec説明
リクローズ／カウンタ 2 の計測
回数
カウンタ設定画面“カウンタモード”設定値

タイプ
整数

データ内容
単位：回

整数

リクローズ／カウンタ 2 の計測
値
リクローズ／カウンタ 2 の演算
結果の最小値
リクローズ／カウンタ 2 の演算結果の最大値
リクローズ／カウンタ 2 の演算
結果の平均値

実数

0=再閉路なし
1=再閉路あり
3=自由設定（オプション）
単位：sec実数

単位：sec実数

単位：sec実数

単位：sec説明
カウンタ 3 の計測回数
カウンタ設定画面“カウンタモード”設定値

タイプ
整数
整数

カウンタ 3 の計測値
カウンタ 3 の演算結果の最小値
カウンタ 3 の演算結果の最大値
カウンタ 3 の演算結果の平均値

実数
実数
実数
実数

データ内容
単位：回
0=再閉路なし
1=再閉路あり
3=自由設定（オプション）
単位：sec
単位：sec
単位：sec
単位：sec

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.3 試験結果ファイルフォーマット

m) 総合試験：シーケンス動作 試験結果ファイルフォーマット
<測定結果><カウンタ 1>
タグ名
計測回数
カウンタモード
カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値<カウンタ 2>
タグ名
計測回数
カウンタモード
カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値<カウンタ 3>
タグ名
計測回数
カウンタモード
カウンタ計測値
カウンタ演算最小値
カウンタ演算最大値
カウンタ演算平均値

RX4744

説明
トリップ／カウンタ 1 の計測回
数
カウンタ設定画面“カウンタモー
ド”設定値
トリップ／カウンタ 1 の計測値
トリップ／カウンタ 1 の演算結
果の最小値
トリップ／カウンタ 1 の演算結
果の最大値
トリップ／カウンタ 1 の演算結
果の平均値

タイプ
整数

データ内容
単位：回

整数
実数
実数

0=なし
3=自由設定（オプション）
単位：sec
単位：sec実数

単位：sec実数

単位：sec説明
リクローズ／カウンタ 2 の計測
回数
カウンタ設定画面“カウンタモー
ド”設定値
リクローズ／カウンタ 2 の計測
値
リクローズ／カウンタ 2 の演算
結果の最小値
リクローズ／カウンタ 2 の演算結果の最大値
リクローズ／カウンタ 2 の演算
結果の平均値

タイプ
整数

データ内容
単位：回

整数
実数

0=なし
3=自由設定（オプション）
単位：sec実数

単位：sec実数

単位：sec実数

単位：sec

説明
再トリップ／カウンタ 3 の計測
回数
カウンタ設定画面“カウンタモード”設定値
再トリップ／カウンタ 3 の計測
値
再トリップ／カウンタ 3 の演算
結果の最小値
再トリップ／カウンタ 3 の演算結果の最大値
再トリップ／カウンタ 3 の演算
結果の平均値

タイプ
整数

データ内容
単位：回

整数
実数

0=なし
3=自由設定（オプション）
単位：sec実数

単位：sec実数

単位：sec実数

単位：sec177

2.4 任意波形ファイルフォーマット

任意波形ファイルフォーマット

2.4■ファイル形式
任意波形ファイルはテキストファイル形式となります。拡張子は“.txt”です。
■データサイズとその並び，データ範囲


データサイズ
任意波形ファイルの最大レコード数は 32768 レコードとなります。
各データは short 型（2Byte）で読み込まれ，本装置に設定されます。



データの並び
任意波形データは，テキスト形式で 1 行に 1 データを記録します。
任意波形ファイルの例を示します。

3045
323
45
3242
234
123
−234
3023
−23423
・
・
・
・



データ範囲
任意波形のデータ範囲は，−32768～32767 となります。
範囲外のデータおよび不正なデータは，データの読み込み時に 0 に丸め込まれます。

178

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.5 過渡波形再生モードファイル仕様

過渡波形再生モードファイル仕様

2.5

ここで定義する ComTrade ファイルは，総合試験：過渡波形再生モードで使用します。ComTrade
ファイルとは，ComTrade 規格（IEEE 標準の Common Format for Transient Data Exchange）に則ったファイルのことです。ただし，本器で読み込むことが可能な ComTrade ファイルには制約事項があります。

2.5.1 対応ファイル形式
ComTrade ファイルとは ComTrade 規格に則った，HDR ファイル，CFG ファイル，DAT ファイ
ル，INF ファイル，の 4 つのファイルのことを指します。


ファイル名
ファイル名は以下の規則に沿って設定をしてください。



HDR（ヘッダーファイル）：***.hdr

CFG（コンフィグファイル）：***.cfg

DAT（データファイル）：***.dat



INF（インフォメーションファイル） ：***.inf

ファイル形式
各ファイルは全て CSV 形式（カンマ区切り）のデータとなります。各データは次節以降で詳細を記載します。

2.5.2 HDR ファイル
本器では，HDR ファイルは使用しません。

2.5.3 CFG ファイル
CFG ファイルは図 2-3 CFG ファイルサンプルのような内容となります。サンプルデータの内
容と合わせて，各データの詳細について示します。

RX4744179

2.5 過渡波形再生モードファイル仕様

Condie,518,1997
12,6A,6D
1,Popular Va-g,,,kV,0.14462,0.0000000000,0, -2048,2047,2000,1,P
2,Popular Vc-g,,,kV,0.14462,0.0000000000,0, -2048,2047,2000,1,P
3,Popular Vb-g,,,kV,0.14462,0.0000000000,0, -2048,2047,2000,1,P
4,Popular la,,,A,11.5093049423,0.0000000000,0, -2048,2047,1200,5,S
5,Popular lb,,,A,11.5093049423,0.0000000000,0, -2048,2047,1200,5,S
6,Popular lc,,,A,11.5093049423,0.0000000000,0, -2048,2047,1200,5,S
1,Va over,,,02,Vb over,,,0
3,Vc over,,,0
4,la over,,,05,lb over,,,06,lc over,,,060
16000.000,885
11/07/1995,17:38:26.663700
11/07/1995,17:38:26.687500
ASCII1
図 2-3 CFG ファイルサンプル


CFG ファイル データ詳細
サンプルデータの各行のデータについて詳細を示します。表の[必須]は，○：必須データ，―：

省略可データとなります。
1 行目：
station_name,rec_dev_id,rev_year<CR/LF>
サンプル：Condie,518,1997
内容
データ
station_name
試験地名称
rec_dev_id
記録装置名称
rev_year
ComTrade 規格
Revision

必須
―
―
○

データ型
英数字
英数字
整数

データ長
0～64 文字0～64 文字
4～4 文字

データ範囲
―
―
―

必須
○
○

データ型
整数
英数字
（#：数値，
可変）
英数字（*：数値，
可変）データ長
1～7 文字2～7 文字

データ範囲
1～999999
0A～999999A

2～7 文字

0D～999999D

2 行目：
TT,#A,*D<CR/LF>
サンプル：12,6A,6D
内容
データ
TT
チャンネル総数#A
アナログ チャンネル（再生データ）*D

180

ステータス チャンネル（結果データ）○

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.5 過渡波形再生モードファイル仕様

3～3+(#-1)行目：
An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,secondary,PS<CR/LF>
サンプル：1,Popular Va-g,,,kV,0.14462,0.0000000000,0,-2048,2047,2000,1,P
データ
内容
必須
データ型
データ長
An
アナログチャネル ○整数
1～6 文字index
ch_id
チャネル ID―
英数字
0～64 文字
ph
相 ID
―
英数字
0～2 文字ccbm
試験対象の構成回路―
英数字0～64 文字uu
単位○
文字列
1～32 文字(Alphabet)a
チャネル乗数○
数字（浮動小 1～32 文字
数点使用可）b
チャネルオフセット ○数字（浮動小 1～32 文字値
数点使用可）skew
遅れ―
実数1～32 文字
min
最小値
○
整数
1～6 文字max
最大値○
整数
1～6 文字primary
1 次変圧比○実数1～32 文字secondary
2 次変圧比○実数1～32 文字
PS
Primary 値（P） or○
文字列
1～1 文字(Alphabet)
Secondary 値（S）

データ範囲
1～999999
―
―
―
―
―
―
―
−99999～99999−99999～99999―――

3+#～3+#+(*-1)行目：
Dn,ch_id,ph,ccbm,y
サンプル：1,Va over,,,0
内容
データ
Dn
デジタルチャネル
index
ch_id
チャネル IDph相ccbm
試験対象の構成回路y
入力状態ステータス（0 or 1）

必須
○

データ型
整数

データ長
1～6 文字

データ範囲
1～999999

―
―
―
○

英数字
英数字
英数字
整数

0～64 文字
0～2 文字0～64 文字
1～1 文字

―
―
―
―

必須
―

データ型
データ長
数字（浮動小 0～32 文字
数点使用可）

3+(#+*)行目：
lf
サンプル：60
データ
lf

RX4744内容
周波数値(Hz)

データ範囲
―

181

2.5 過渡波形再生モードファイル仕様

4+(#+*)行目：
nratesサンプル：1
データ
nrates内容
データファイル中に定義されるサンプリ
ングレートの数

必須
○

データ型
整数

データ長
1～3 文字

データ範囲
0～999

必須
○

データ型
実数

データ長
1～32 文字

データ範囲
―

○

整数

1～10 文字

1～9999999999

必須
―

データ型
整数

5+(#+*)行目：
samp,endsamp
サンプル：6000.000,885
データ
内容
samp
サンプリングレート（Hz）
endsamp
サンプリングレート”samp”でサンプリングされた最後のサ
ンプル番号
6+(#+*)行目：
dd/MM/yyyy,hh:mm:ss.ssssss
サンプル：11/07/1995,17:38:26.663700
データ
内容
dd/MM/yyyy
データファイル 1 番
目のデータの年月日

hh:mm:ss.ssssss

182

データファイル 1 番
目のデータの時間

―

データ長
dd：
1～2 文字MM：
1～2 文字yyyy：
4～4 文字整数
hh：（秒：実数） 1～2 文字
mm：
1～2 文字ss.ssssss：
9～9 文字

データ範囲
dd：
1～31
MM：
1～12
yyyy：
1900～9999
hh：
0～23
mm：
0～59
ss.ssssss：
0.0000000～59.999999

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.5 過渡波形再生モードファイル仕様

7+(#+*)行目：
dd/MM/yyyy,hh:mm:ss.ssssss
サンプル：11/07/1995,17:38:26.687500
データ
内容
dd/MM/yyyy
トリガーポイント時
間の年月日

hh:mm:ss.ssssss

トリガーポイント時
間の時間

必須
―

データ長
dd：
1～2 文字MM：
1～2 文字yyyy：
4～4 文字整数
hh：（秒：実数） 1~2 文字
mm：
1～2 文字ss.ssssss：
9～9 文字

データ範囲
dd：
1～31
MM：
1～12
yyyy：
1900～9999
hh：
0～23
mm：
0～59
ss.ssssss：
0.0000000～59.999999

必須
○

データ型
文字列
(Alphabet)

データ長
5～6 文字

データ範囲
―

必須
○

データ型
実数

データ長
1～32 文字

データ範囲
―

―

データ型
整数

8+(#+*)行目：
ft
サンプル：ASCII
内容
データ
ft
データファイルタイ
プ(ASCII or BINARY)
9+(#+*)行目：
timemult
サンプル：1
データ
timemult

RX4744

内容
タイムスタンプ 乗数

183

2.5 過渡波形再生モードファイル仕様

2.5.4 DAT ファイル
DAT ファイルは図 2-4 DAT ファイルサンプルのような内容となります。サンプルデータの内
容と合わせて，各データの詳細について示します。
1,0,-994,1205,100,29,-135,-197,0,0,0,0,0,02,167,-943,1231,94,37,-137,-275,0,0,0,0,0,0
3,333,-886,1251,87,45,-139,-351,0,0,0,0,0,1
4,500,-826,1265,80,52,-140,-426,0,0,0,0,1,0
5,667,-760,1274,72,61,-140,-502,0,0,0,0,1,1
6,833,-689,1279,64,68,-140,-577,0,0,0,0,0,0,
7,1000,-613,1279,56,76,-139,-651,0,0,0,0,0,0
8,1167,-537,1275,48,83,-139,-723,0,0,0,0,0,0…
…
883,147000,394,-446,-1,0,-1,-345,0,0,0,0,0,0
884,147167,378,-417,-2,0,-1,-366,0,0,0,0,0,0
885,147333,360,-387,-2,0,-1,-385,0,0,0,0,0,0
図 2-4 DAT ファイルサンプル



DAT ファイル データ詳細
サンプルデータの各行のデータについて詳細を示します。表の[必須]は，○：必須データ，―：

省略可データとなります。
n,timestamp,A1,A2,…,Ak,D1,D2,…,Dm
サンプル：1,0,-994,1205,100,29,-135,-197,0,0,0,0,0,0
内容
必須
データ型
データ長
データ
n
サンプル番号○
整数
1～10 文字timestamp
タイムスタンプ※
整数
1～10 文字Ak （1 チャン アナログデータ―
整数
1～6 文字ネル分）
Dm （1 チャン ステータスデータ
―
整数
1 文字
ネル分）
※CFG ファイルの“nrates”と“samp”が 0 の場合は必須です。

データ範囲
1～9999999999―−99999～99998
0～1

CFG ファイルの“nrates”と“samp”が 0 でない場合は省略可です。

2.5.5 INF ファイル
本器では，INF ファイルは使用しません。

184

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.5 過渡波形再生モードファイル仕様

2.5.6 ComTrade ファイルに関する本器での制約事項
本器の ComTrade ファイル読み込み時の制約について一覧を示します。
a) CFG ファイルにおける制約事項
CFG ファイルのデータ読込み時の制約について，一覧を示します。
表 2-2 CFG ファイルデータ制約条件一覧
CFG ファイルデータ
station_name,rec_dev_id,rev_year<CR/LF>
TT,##A,##D <CR/LF>

An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,secondary,PS <CR/LF>
An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,secondary,PS <CR/LF>
An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,secondary,PS <CR/LF>
An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,secondary,PS <CR/LF>

Dn,ch_id,ph,ccbm,y <CR/LF>
Dn,ch_id,ph,ccbm,y <CR/LF>
lf <CR/LF>
nrates <CR/LF>
samp,endsamp <CR/LF>

samp,endsamp <CR/LF>
dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss <CR/LF>
dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss <CR/LF>
ft <CR/LF>
timemult <CR/LF>

RX4744

本器での制約条件
読み込み時にチェックを行いません。
##A が 8 以上の場合は，初めの 8 チャンネル分を出力します。（ただし，アナログチャネル情報より V と I のど
ちらかが 5 チャンネルを超える場合は，初めの 4 チャン
ネルを 1,2,3,0 相の順に割り当てます。）
電圧と電流の範囲チェックを行います。
装置が出力できる範囲(電圧相：353.53Vpk，電流相：28.284Apk)を越えた場合は波形を再生できません。
電流相の場合：(uu * (max * a + b)) / Primary * Secondary ≦ 20A * √2
電圧相の場合：(uu * (max * a + b)) / Primary * Secondary ≦ 250V * √2
単位：uu=0.001(m),1000(k/K),1000000(M),1(なしの場合）
また，過渡波形再生時には Skew 値は考慮されません。
読み込み時にチェックを行いません。
10.000Hz≦ lf ≦500.000Hz の範囲に無いデータは再生できません。
サンプリング周波数の定義数が 1 以外のデータは再生できません。
0.002sec≦再生時間≦1000.0sec
波形の再生時間が上記範囲から外れる波形は再生できません。
※再生時間＝endsamp / samp
endsamp ≦32768
サンプル点数が 32768 点以上ある場合は，先頭から 32768
点までのデータを再生します。
2 つ目以降のサンプリング情報はチェックしません。
読み込み時にチェックを行いません。
ascii/ASCII のみに対応します。
どのような値が指定されていても，本器ではtimemult = 1 として波形を再生します。

185

2.5 過渡波形再生モードファイル仕様b) CFG アナログチャネルと本装置の出力相の割当規則
CFG ファイル内のアナログチャネル出力相は，アナログチャネルデータの“uu”（単位）で電
圧相か電流相かを判断し，本装置の出力相に割り当てられます。
・CFG ファイル アナログチャネル“uu”が V の場合：
電圧 1 相，電圧 2 相，電圧 3 相，電圧 0 相の順に割り当てる。
・CFG ファイル アナログチャネル“uu”が A の場合
電流 1 相，電流 2 相，電流 3 相，電流 0 相の順に割り当てる。

2.5.7 本器が出力する再生結果ファイルについて
a) 再生結果ファイルの命名規則
過渡波形再生後は，保存操作を行うことにより再生結果ファイルを保存します。再生結果ファ
イルは，再生ファイル名の先頭に“result_”最後に保存した日付と時間を付与したファイル名で出力されます。詳細は「2.1 概要」を参照してください。
b) 再生結果 CFG ファイルフォーマット
再生結果 CFG ファイル以下のフォーマットで出力されます。
表 2-3 再生結果 CFG ファイルフォーマット
再生結果 CFG ファイルデータ
station_name,rec_dev_id,rev_year <CR/LF>
TT,##A,##D <CR/LF>

An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,secondary,
PS <CR/LF>
An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,secondary,
PS <CR/LF>
An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,secondary,
PS <CR/LF>
An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,secondary,
PS <CR/LF>

Dn,ch_id,ph,ccbm,y <CR/LF>
Dn,ch_id,ph,ccbm,y <CR/LF>
Dn,ch_id,ph,ccbm,y <CR/LF>
Dn,ch_id,ph,ccbm,y <CR/LF>
Dn,ch_id,ph,ccbm,y <CR/LF>
Dn,ch_id,ph,ccbm,y <CR/LF>
lf <CR/LF>

186

データ内容
再生ファイルの情報をそのまま記録します。
##A は再生ファイルの情報のまま記録します。
##D=6 となります。
TT=##A+##D「CFG アナログチャネルと本装置の出力相の割当規則」にしたがって割り当てられた電圧・電流各相を，
電圧 1,2,3,0 相
電流 1,2,3,0 相の順に記録します。
その他の値は，再生ファイルの情報をそのまま記録します。
1,trip1,,,0
2,trip2,,,0
3,trip3,,,0
4,reclose1,,,0
5,reclose2,,,0
6,reclose3,,,0
再生ファイルの情報をそのまま記録します。

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER

2.5 過渡波形再生モードファイル仕様

nrates <CR/LF>
samp,endsamp <CR/LF>

dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss <CR/LF>
dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss <CR/LF>
ft <CR/LF>
timemult <CR/LF>

再生ファイルの情報をそのまま記録します。
samp は再生ファイルの情報のうち一番初めのレコードをそのまま記録します。
endsamp≦32768 点であれば，再生ファイルの情報をそのまま記録します。
endsamp＞32768 点であれば，先頭から32768 までを記録します。
双方とも，過渡波形データの再生開始
時間を記録します。
“ASCII”固定です。
1 固定です。

c) 再生結果 CFG ファイルのデジタルチャネルの割当について再生結果ファイルに保存されるデジタルチャネルのデータは，本装置のトリップ 1～3，リク
ローズ 1～3 と，以下の通りに対応します。
station_name,rec_dev_id,rev_year <CR/LF>
TT,##A,##D <CR/LF>
An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,secondary,PS <CR/LF>
An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,secondary,PS <CR/LF>
An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,secondary,PS <CR/LF>
An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,secondary,PS <CR/LF>
Dn,ch_id,ph,ccbm,y <CR/LF> （トリップ 1）
Dn,ch_id,ph,ccbm,y <CR/LF> （トリップ 2）
Dn,ch_id,ph,ccbm,y <CR/LF> （トリップ 3）
Dn,ch_id,ph,ccbm,y <CR/LF> （リクローズ 1）
Dn,ch_id,ph,ccbm,y <CR/LF> （リクローズ 2）
Dn,ch_id,ph,ccbm,y <CR/LF> （リクローズ 3）
lf <CR/LF>
nrates <CR/LF>
samp,endsamp <CR/LF>
dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss <CR/LF>
dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss <CR/LF>
ft <CR/LF>
timemult <CR/LF>
図 2-5 再生結果 CFG ファイルRX4744187

2.5 過渡波形再生モードファイル仕様

188

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTER3. 仕様3.1

RX4744

インタフェース仕様 .......................................................................................................190

189

3.1 インタフェース仕様

3.1

インタフェース仕様a) USB メモリ
1) 使用可能メモリ
USB1.1 又は USB2.0 に準拠品，対応フォーマット FAT32
2) 書き込み／読み出し可能内容
設定メモリ，測定結果（書き込みのみ），過渡波形データ（読み込みのみ），任意波
データ（読み込みのみ）
注： すべての USB メモリに対して動作保証するものではありません。
b) USB デバイス
COM ポートとして使用できます。
1) コネクタ
タイプ B2) USB クラス
CDC（通信デバイスクラス）
注： USB ハブを使用した場合，通信不具合が出る場合があります。充分シールドされた短いケーブルのご使用を推奨します。

190

V4I4 PROTECTIVE RELAY TESTERお 願 い• 取扱説明書の一部又は全部を，無断で転載又は複写することは固くお断りします。
• 取扱説明書の内容は，将来予告なしに変更することがあります。
• 取扱説明書の作成に当たっては万全を期しておりますが，内容に関連して発生した損害などについては，その責任を負いかねますのでご了承ください。
もしご不審の点や誤り，記載漏れなどにお気付きのことがございましたら，お求めになりました当社又は当社代理店にご連絡ください。

保護リレー試験器 RX4744 インタフェース取扱説明書
株式会社エヌエフ回路設計ブロック〒223-8508 横浜市港北区綱島東 6-3-20
TEL 045-545-8111(代)
http://www.nfcorp.co.jp/
C Copyright 2015-2018, NF Corporation◯
E

A