Model 3325 双恒电位仪感谢您购买我们的产品。本快速安装指南简要介绍了Model 3325双恒电位仪的基本设置方法。
有关详细信息, 请参阅以下网址上的仪器和软件的使用说明书。
请您务必在使用仪器前阅读以下的详细说明书。
http://als-japan.com.cn/support-instrument-manual.html

STEP 6
在没有任何东西连接到电极线的条件下,
单击 “Setup” 设置→ “Hardware Test” 硬件
测试。
如果出现如图 “** test OK”, 则表示仪器工作正常。 按OK按钮清除显示的信息。
如果进行硬件测试时将 Model 3325 连接到电极, 样品溶液等可能会发生测试错误。

CAAQty电极连接线1WEBUSB 线

1

C接地线(安装在主机上)

1

伏安
电化学池

Quick manual1341电极线连接端口

2

Cell Control 端口

3USB端口4接地线

REThank you for purchasing our product. This quick manual described the basic setting method ofthe Model 3325 Bi-Potentiostat. For more details, please check the pdf data of the device andsoftware instruction manuals from the URL below.
Please be sure to read before use.
https://www.als-japan.com/support-instrument-manual.html

1.Contents
CCEA

电化学池支架鳄鱼夹颜色绿色：工作电极 (WE）
白色：参比电极 (RE)红色：对电极 (CE)
黄色：工作电极2

2.Parts name of main unit
15.循环伏安法 (CV) 的测量

3.软件的安装和准备
STEP 1
将存有软件的USB存储器(*)插入电脑, 双击“als3325en-inst.exe”启动安装程序。按照屏幕上的说
明执行安装。将在您的 C 驱动器上创建一个文件夹“als3325en”。

STEP 9点击图标
设置测量参数。
将显示“ Parameters for CyclicVoltammetry” 循环伏安法参数设置对话框。
请输入电位扫描范围和扫描速率等测量条件。输入后按OK按钮。

STEP 8单击图标并选择一种电化学技术。
将显示 “Electrochemical Techniques”电化
学技术选择对话框。
请选择 “Cyclic Voltammetry” 循环伏安法。
选择后按 OK 按钮。

*需要单独购买软件 Model 3325 Software (English).

Cell cable

1

BUSB cable

1

C

Ground wire (installedon the main unit)

1

Quick manual

1

3

2

4Description
1

Cell cable terminal

2

Cell control terminal

3

USB port

4

Ground wire

3. Software Preparation
STEP 1Insert the USB memory that stores the software(*) into the computer, double-click on"als3325en-inst.exe" to start the installation program. Follow the instructions on the screen to
perform the installation. A folder "als3325en" will be created on your C drive.

For details, please refer to the software and driver installation manual included with the software.

STEP 3将电极线(A)和USB线(B)分别插入 Model 3325 双恒电位仪背面的电极线连接端口和USB 端口, 然
后将 USB线(B) 连接到计算机。

STEP 3
Plug the cell cable (A) and USB cable (B) into the cell cable terminal and USB port on the rearside of the Model 3325 Bi-Potentiostat, and connect the USB cable (B) to the computer.

请将接地线(C) 接地。

Please connect the ground wire (C) to Ground.
STEP 10

STEP 4
由于在桌面上创建了 “als3325en.exe” 的快捷方式, 双击图标启动软件。

单击图标开始测量。

测量完成后, 单击图标进行自动缩放, 并在图形右侧显示峰值电位和峰值电流值。

如果要保存数据, 请单击图标

STEP 4Since the shortcut of "als3325en.exe" is created on the desktop, double-click on the icon to start
the software.

并使用名称保存。
STEP 5

STEP 5开始系统设置。

确认与Model 3325的通信※※

Clicking the icon
launches thesystem setup. First, select the power
supply frequency according to theoperating environment.
Next, click "Set Com Port" button andconfirm that communication with thedevice is performed correctly.
You can change the graph display byswitching the radio buttons for thepotential axis, current axis, andcurrent polarity (※). For IUPAC
standard format, set the potential axis
to Positive Right, the current axis toPositive Up, and the current polarity
to Anodic Positive.

10※

您可以通过切换电位轴, 电流轴和电流
极性(※) 的单选按钮来更改图形显示。
对于 IUPAC 标准格式, 将电位轴设置为 Positive Right, 电流轴设置为Positive Up, 并将电流极性设置为
Anodic Positive。

ASTEP 2
Before installation, please confirm the Windows version of your computer.
For Windows 11, Windows 10 (version 1803 and above), open the"CP210x_Universal_Windows_Driver" folder that in the USB memory and install "silabser.inf".
For Windows 10 (earlier than 1803), open the "als3325en" folder in the C: drive created in Step 1
and open "USB Driver" folder.
Double-click on "CP210xVCPInstaller_x64.exe" (64bit version) or"CP210xVCPInstaller_x86.exe" (32bit version) and proceed with the installation.

有关详细信息, 请参阅专用软件随附的软件和驱动程序安装指南。

首先, 根据使用环境选择电源频率。接下来, 单击“Set Com Port”按钮并确认与设备的通信正确执行。

Qty*Model 3325 Software (English) must be purchased separately.

STEP 2
安装前,请确认您计算机的Windows版本。
对于 Windows 11, Windows 10 (1803及以上版本) , 打开USB存储器中的“CP210x_Universal_Windows_Driver” 文件夹并安装 “silabser.inf”。
对于 Windows 10 (早于1803版本), 打开STEP 1 中创建的C:驱动器中的 “als3325en” 文件夹, 并打开 “USB Driver” 文件夹。
双击 “CP210xVCPInstaller_x64.exe” (64位版本) 或 “CP210xVCPInstaller_x86.exe” (32位版本)
并继续安装。

点击图标

DescriptionB部件名称

2.主机部件名称

2

项目名称STEP 7
准备好用于测量的电极等附件。
工作电极应使用 PK-3 电极抛光套件(产品编号013223)进行良好抛光。
在样品溶液中设置电极,并用电极连接线(A)的鳄鱼夹夹住电极。
使用电化学池支架防止伏安电化学池倾倒。

铁氟龙杯盖

B

1QUICK MANUAL

４.设定

快速安装指南1.内含品项

Model 3325 Bi-Potentiostat※※※

check communication
with Model 3325