バイポーラ電源■主要定格【BP4610 / BP4620】

■その他

■出力

出力電圧範囲

−115V〜＋115Vの範囲内で任意の120Vp-p

最大出力電圧(CVモード）*¹

DC〜0.5kHz：±60V（ＲＬ= 6Ω ²/3Ω ³）(ＲＬ=負荷抵抗）

最大出力電流(CCモード）*¹(ＲＬ=負荷抵抗）**

出力電圧モニタ出力、出力電流モニタ出力

計測機能

直流出力電圧計測、直流出力電流計測、*

任意波形メモリ数

70kHz〜150kHz：±50V（ＲＬ= 6Ω ²/3Ω ³）**

ストア／リコールメモリ 設定値/設定状態を30通り記憶・呼び出し可能±10A *²/±20A *³（ＲＬ= 6Ω*²/3Ω*³）

保護機能

0.5kHz〜30kHz：

小振幅*

30kHz〜70kHz：

インタフェース

USBインタフェース（USBTMC／USB488,USB1.1）±8.3A *²/±16.6A *³（ＲＬ= 6Ω*²/3Ω*³）

その他機能

出力ON/OFF機能、外部制御入出力、キーロック、

電CCモード：DC〜70kHz（出力振幅12Vp-p）

レスポンス

フロントパネルの調整器（時定数T、電圧V、電流I）にて、

50Hz/60Hz ±2Hz

BP4610：最大1200VA、力率約0.95（AC100V時）

立ち下がり時間 *¹ CCモード：4μs（方形波±10A *²／±20A *³）
出力インピーダンス*¹ CVモード：7mΩ＋1.3μH *²／3.5mΩ＋0.65μH *³

但し、絶対湿度1〜29g/m³、結露なきこと
外形寸法（mm）
質（＋電圧と−電圧の差は24V以上、124V以下）

BP4610：430(W)×176(H)×551(D)（突起物含まず）
BP4610：約26kg
BP4620：約53kg

出力電流リミッタ ＋電流設定範囲：＋1A〜＋26A ²／＋2〜＋52A ³（分解能0.1A）

量

付属品

*

取扱説明書、CD、フェライトコア、電源コードセット¹ typ.値を表記。
レスポンスキャリブレーション機能の調整による。
² BP4610の値。 *³ BP4620の値。

**−1A〜−26A ²／−2〜＋52A ³（分解能0.1A）
残留ノイズ

*

CVモード：50mVrms以下【BP4630 / BP4640 / BP4650 / BP4660 / BP4670 / BP4680 / BP4690 / BP46100】

CCモード：8mArms以下（入力端子短絡、測定帯域 10Hz〜300kHz）※調整特性は参考値 RL=負荷抵抗■出力最大出力電圧（調整特性） CVモード+115 V (+Vo limit：117 V，−Vo limit ： −7 Vに設定)
DC−115 V (+Vo limit：7 V，−Vo limit ： −117 Vに設定)■信号源 内部信号源、外部信号入力、内部信号源＋外部信号入力より選択

振幅設定範囲：CVモード ±115V（分解能0.01V）
直流

CCモード ±10A *²（分解能0.001A）±20A *³（分解能0.001A）

内部波信号源周波数設定範囲：1Hz〜100kHz（分解能0.1Hz）
重畳交流

DC〜0.5kHz

CCモード 0〜30Ap-p *²(分解能0.01Ap-p）

0.5kHz〜40kHz

周波数範囲：DC〜200kHz利

得：CVモード 100倍（100V/1V）、同相

CCモード 10倍（10A/1V）*²、同相

シーケンス数

CV、CCモード各々に1シーケンス

ステップ数

1〜255（1シーケンス内）

ステップ時間0.1ms〜999.9999s（分解能0.1ms）

ステップ内動作

一定またはリニアスイープ

パラメタ

直流電圧、重畳交流電圧、周波数、波形、

CVモード
CCモード

シーケンスを開始

停止

シーケンスを停止

制御

0.5kHz〜30kHz

ステップ同期出力 2ビット

シーケンス 開始

ホールド その時点の設定を維持、シーケンス開始により再開
ブランチ 指定のステップに分岐

BP4680RL=2.9Ω

BP4690RL=2.6Ω

BP46100
RL=2.3Ω

BP4640RL=1.5Ω
BP4680RL=0.75Ω

BP4650RL=1.2Ω
BP4690RL=0.67Ω

BP4660RL=1.0Ω
BP46100
RL=0.60Ω

BP4640RL=1.0Ω
BP4680RL=0.50Ω

BP4650RL=0.80Ω
BP4690RL=0.44Ω

BP4660RL=0.67Ω
BP46100
RL=0.40Ω

30kHz〜70kHz

CCモード：DC〜70kHz（出力振幅12Vp-p、500Hz基準）

0.1ms〜999.9999s（分解能0.1ms）

ステップ内動作

一定またはリニアスイープ

CVモード
BP4630〜BP4650：2.5μs（調整特性、方形波 ±60V）
BP4660〜BP46100：2.7μs（調整特性、方形波 ±60V）

BP4640±40A
BP4680±80A

BP4650±50A
BP4690±90A

BP4660±60A
BP46100±100A

CVモード（調整特性）：
BP4630BP4640BP4650BP46602.3mΩ＋0.43μH
BP46701mΩ＋0.29μH

1.8mΩ＋0.33μH
BP46800.9mΩ＋0.27μH

1.4mΩ＋0.31μH
BP46900.8mΩ＋
0.26μH

1.2mΩ＋0.3μH
BP46100
0.7mΩ＋0.24μH

BP46303.3kΩ//
1.35μFBP46402.5kΩ//
1.8μF

BP46502kΩ//2.25μFBP46601.7kΩ//
2.7μF

BP46701.4kΩ//
3.15μFBP46801.3kΩ//
3.6μF

BP46901.1kΩ//
4.05μF

BP46100
1kΩ//
4.5μF

正電圧設定範囲 +7 V〜+117 V (初期値：+62 V、分解能0.1V)
出力電圧
負電圧設定範囲 −117 V〜−7 V (初期値：−62 V、分解能0.1V)
リミッタ※正電圧設定と負電圧設定の差は24V以上、124V以下
正電流設定範囲 BP4630+3A〜+78A
BP4670BP4640+4A〜+104A
BP4680BP4650BP4660+5A〜+130A +6A〜+156A
BP4690BP46100

出力電流+7A〜+182A +8A〜+208A +9A〜+234A +10A〜+260A
リミッタ 負電流設定範囲 BP4630
BP4640BP4650BP4660−78A〜−3A −104A〜−4A −130A〜−5A −156A〜−6A
BP4670BP4680BP4690BP46100−182A〜−7A −208A〜−8A −234A〜−9A −260A〜−10A±60V

BP4640RL=1.5Ω
BP4680RL=0.75Ω

BP4650RL=1.2Ω
BP4690RL=0.67Ω

BP4660RL=1.0Ω
BP46100
RL=0.60Ω

±30A
RL=2.0Ω±40A
RL=1.5Ω

BP4650±50A
RL=1.2Ω

BP4660±60A
RL=1.0Ω

BP4670±70A
RL=0.86Ω

BP4680±80A
RL=0.75Ω

BP4690±90A
RL=0.67Ω

BP46100±100A
RL=0.60Ω

BP4630±45A
RL=1.3Ω

BP4640±60A
RL=1.0Ω

BP4650±75A
RL=0.80Ω

BP4660±90A
RL=0.67Ω

BP4670±105A
RL=0.57Ω

BP4680±120A
RL=0.50Ω

BP4690±135A
RL=0.44Ω

BP46100±150A
RL=0.40Ω

BP4630±24.9A
RL=2.0Ω

BP4640±33.2A
RL=1.5Ω

BP4650±41.5A
RL=1.2Ω

BP4660BP4670±58.1A
RL=0.86Ω

BP4680±66.4A
RL=0.75Ω

BP4690±74.7A
RL=0.67Ω

±49.8A
RL=1.0Ω
BP46100±83A
RL=0.60Ω

CVモード 直流電圧、重畳交流電圧、周波数、波形、パラメタ

ステップ同期出力 2ビット
CCモード 直流電流、重畳交流電流、周波数、波形、ステップ同期出力 2ビット

ジャンプ回数開始

1〜999 または連続シーケンスを開始

シーケンス 停止
シーケンスを停止
制御
ホールド その時点の設定を維持、シーケンス開始により再開
ブランチ 指定のステップに分岐

■その他
モニタ出力

出力電圧モニタ出力、出力電流モニタ出力

計測機能

直流出力電圧計測、直流出力電流計測、交流出力電圧計測、交流出力電流計測

任意波形メモリ数

16（1024ワード、16ビット）
書き込みはUSBインタフェースを介して行う

ストア／リコールメモリ 設定値/設定状態を30通り記憶・呼び出し可能
出力電圧過大、出力電流過大、内部電力損失過大、電源部
保護機能
異常、内部過熱、操作パネル異常に対して保護機能動作
インタフェース
その他機能

USBインタフェース（USBTMC／USB488,USB1.1）
出力ON/OFF機能、外部制御入出力、キーロック、ビープ音、リセット機能、自己診断機能

電源BP4630：単相180V〜250V, 50Hz/60Hz±2Hz
BP4640〜BP46100：三相3線180V〜250Vまたは
三相4線323V〜433V（注文時指定）
50Hz/60Hz±2Hz

力 率
外形寸法（mm）（突起物含まず）
質量

約0.93
BP4630：430（W）
×710（H）
×686（D）
BP4640/BP4650：505（W）
×1150（H）
×700（D）
BP4660〜BP46100：995（W）
×1150（H）
×700（D）
BP4630
約97kg
BP4670約280kg

BP4640約165kg
BP4680約300kg

BP4650約180kg
BP4690約320kg

BP4660約260kg
BP46100
約340kg

EMC

KN 11 (Group 1, Class A)■信号源 内部信号源、外部信号入力、内部信号源＋外部信号入力より選択（BP4630除く）

KN 61000-6-2

内部信号源付属品

取扱説明書、CD、フェライトコア、電源コードセット±60V

最大出力電流（調整特性） CCモード
DC〜0.5kHz
BP4630BP4640直流電流、重畳交流電流、周波数、波形、
1〜999 または連続

BP4670RL=3.3Ω

BP4630RL=2.0Ω
BP4670RL=0.86Ω

ステップ同期出力 2ビット

ジャンプ回数

BP4660RL=3.8Ω

40kHz〜150kHz ±50V

20倍（20A/1V）*³、同相■シーケンス機能

BP4650RL=4.6Ω

BP4630RL=1.3Ω
BP4670RL=0.57Ω

0〜60Ap-p *³(分解能0.01Ap-p）
外部信号入力BP4640RL=5.8Ω

BP4630RL=2.0Ω
BP4670RL=0.86Ω

形：正弦波、方形波、任意波（16種）

振幅設定範囲：CVモード 0〜120Vp-p (分解能0.1Vp-p）

BP4630RL=7.7Ω

1〜255（1シーケンス内）

ステップ時間CCモード（調整特性）：

BP4620：430(W)×354(H)×551(D)（突起物含まず）−電圧設定範囲：−7V〜−117V（分解能0.1V）−電流設定範囲：

性能保証：＋5〜＋35℃／5〜85％RH
保管条件：−10〜＋50℃／5〜95％RH

CCモード：10kΩ//0.45μF ²／5kΩ//0.90μF ³
出力電圧リミッタ ＋電圧設定範囲：＋7V〜＋117V（分解能0.1V）*

出力インピーダンス

但し、絶対湿度1〜25g/m³、結露なきこと*

CV、CCモード各々に1シーケンス

ステップ数

BP4630±30A
BP4670±70A

BP4620：最大2400VA、力率約0.93（AC200V時）
周囲温度・湿度範囲

シーケンス数CCモード
BP4630〜BP4650：4μs（調整特性、方形波、以下の電流において）
BP4660〜BP46100：4.2μs（調整特性、方形波、以下の電流において）

BP4610：100V〜230V ±10％ ※ただし、250V以下BP4620：200V〜230V ±10％CVモード：2.5μs（方形波±60V）*

源

消費電力／力率

キャリブレーション機能 増幅器の応答特性を調整可能*

立ち上がり／立ち下がり時間

ビープ音、リセット機能、自己診断機能

CVモード：DC〜200kHz（出力振幅12Vp-p）

CVモード
BP4630〜BP4650：DC〜200kHz（出力12Vp-p、500Hz基準）
BP4660〜BP46100：DC〜170kHz（出力12Vp-p、500Hz基準）

調整器を用いて、時定数T、電圧帰還量V、電流帰還量 I のレスポンス
キャリブレーション機能 各項目で増幅器の応答特性を調整可能

保護機能動作*周波数特性*¹

立ち上がり／

出力電圧過大、出力電流過大、内部電力損失過大、電源部異常、内部過熱、操作パネル異常に対して±15A ²/±30A ³（ＲＬ= 4Ω ²/2Ω ³）*

16（1024ワード、16ビット）
書き込みはUSBインタフェースを介して行う

DC〜0.5kHz：*

小振幅周波数特性（調整特性）

交流出力電圧計測、交流出力電流計測

0.5kHz〜70kHz：±60V（ＲＬ= 4Ω ²/2Ω ³）*■シーケンス機能

モニタ出力＊三相4線のみ

CVモード
直流電圧設定範囲−115 V〜+115 V（分解能 0.01 V）■オプション

振幅設定範囲

0 Vp-p〜120 Vp-p（分解能 0.1Vp-p）
交流
正弦波，方形波，任意波（16種類）
電圧 波 形
周波数設定範囲 1 Hz〜100 kHz（分解能 0.1 Hz）
CCモード
設定範囲
直流電流
設定分解能
振幅設定範囲交流
電流BP4630BP4640−30A〜+30A −40A〜+40A
BP4670BP4680−70A〜+70A −80A〜+80A

BP4650−50A〜+50A
BP4690−90A〜+90A

PA-001-3019：ラックマウント金具（EIA BP4630 用）
PA-001-3020：ラックマウント金具（JIS BP4630 用）
PA-001-3021：交換用エアフィルタ 1（BP4630 用）
BP4660−60A〜+60A
BP46100−100A〜+100A

PA-001-3023：交換用エアフィルタ 1S（BP4640/4650/4660/4670/4680/4690/46100 用）

PA-001-3024：交換用エアフィルタ 2S（BP4640/4650/4660/4670/4680/4690/46100 用）
PA-001-3025：交換用エアフィルタ W（BP4660/4670/4680/4690/46100 用）
PA-001-3026：固定金具（BP4630 用）

0.01A

BP4630
0Ap-p〜90Ap-p
BP4670
0Ap-p〜210Ap-p

PA-001-3022：交換用エアフィルタ 2（BP4630 用）

BP4640BP4650BP4660
0Ap-p〜120Ap-p 0Ap-p〜150Ap-p 0Ap-p〜180Ap-p
BP4680BP4690BP46100
0Ap-p〜240Ap-p 0Ap-p〜270Ap-p 0Ap-p〜300Ap-p

PA-001-3027：固定金具（BP4640/BP4650 用）

PA-001-3028：固定金具（BP4660/4670/4680/4690/46100 用）

振幅設定分解能 0.1Ap-p波 形
正弦波，方形波，任意波(16種類)
周波数設定範囲 1 Hz〜100 kHz（分解能 0.1 Hz）

外部信号入力位

相同相

入力インピーダンス10kΩ

非破壊最大入力電圧±5V

周波数範囲DC〜200kHz

利CVモード：100

得CCモード :BP463030 A/V
BP467070 A/VBP464040 A/VBP468080 A/V

BP465050 A/VBP469090 A/VBP466060 A/V
BP46100
100 A/V※このカタログの記載内容は、2022 年 1 0 月 1 2 日現在のものです。
●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。