Pb-63
西滝ヶ谷水文流砂観測所における土砂流出のタイミングと観測機器の応答
六甲砂防事務所 石塚忠範・○服部浩二・岸本昌之
国土技術政策総合研究所 内田太郎
政策研究大学院大学 水山高久 京都大学大学院農学研究科 小杉賢一朗
国土防災技術株式会社 小菅尉多・永田葉子

1. はじめに

3. 2 2014 年 8 月 11 号台風時の土砂流出

山地河川の土砂流出は水理量に基づくだけではなく，（1）観測機器の応答土砂生産の影響を受ける。六甲山系の住吉川支流西滝ヶ2014 年 8 月の 11 号台風時の降雨量と各観測機器の応谷には，2003 年より六甲住吉型流砂等計測システム（水答状況を図－3 に示す。流量増加とともに 8/9 10:35 から位計，パルス方式パイプハイドロフォン，濁度計，ピッピット流砂計が応答する。8/10 10:35 からハイドロフォ

ト流砂計からなる計測システム）が設置され，流砂等のンが応答する。降雨強度の強い 11:10 に水位にスパイク計測が開始された（星野ら，2004）。
システムの設置以降，状の応答が認められ，濁度計，ハイドロフォン，ピット

この計測システムのごく近傍で 2 回の豪雨時に土砂生産流砂計が大きく応答する。13:00 水位にスパイク状の応答流出が発生し，土砂流出のタイミングが各観測機器に記が認められ，濁度計は大きく応答した後約 70NTU の一定録された。その事例を報告する。

値を示すようになる。ハイドロフォンはパルス数が多く

2. 観測所位置と観測システム
2. 1 観測所位置なった後低下する。16:55 再びスパイク状の水位上昇が認められ，ハイドロフォンのパルス数も多くなる。流量の2

六甲山系の住吉川支流西滝ヶ谷は流域面積 1.5km ，流減水とともに 20:50 濁度計が再び応答を始めるが，ハイ路長 2.7km，平均河床勾配 11.0°，渓床幅 3～10ｍの山地

ドロフォンの応答はない。

河川である。観測所は西滝ヶ谷の下流部床固工に設置さ（2）土砂流出のタイミング
流量の増加とともに 8/9 10:35 から砂の流出が始まる。

れている（図－1）。

2. 2 水文流砂観測システム
六甲住吉型流砂等計測システムは，水圧式水位計，濁降雨強度が強くなり流量が多くなる 8/10 10:35，砂礫が度計，長さ 6.0m のパルス方式パイプハイドロフォン，水側の 0 次谷で崩壊・土砂流出が発生し，河道に流入し河圧式水位計を用いたピット流砂計からなり，それぞれ 5道閉塞気味に堆積する。その後 13:00 にも土砂流出があ分間隔でデータロガーに記録している。水圧式水位計，り，濁度計は埋没する。さらに 16:55 にも再び土砂流出

濁度計，ピット流砂計は 5 分ごとの瞬間値，ハイドロフがある。降雨が止み流量が減水するとともに埋まっていォンは 5 分間のパルス数をデータロガーに記録している

た濁度計が露出し作動し始める。しかし，砂礫の移動は（星野ら，2004）。

なくハイドロフォンは応答しない。

3. 観測結果
3. 1 2014 年 8 月 11 号台風時及び 2015 年 7 月 11 号台3. 3 2015 年 7 月 11 号台風時の土砂流出移動を開始する。最も降雨強度が強くなった 11:10，右岸（1）観測機器の応答
2015 年 7 月の 11 号台風時の降雨量と各観測機器の応風時の崩壊・土砂流出の実態
2014 年 8 月の 11 号台風時には観測所近傍の荒地山雨答状況を図－4 に示す。流量の増加とともに 7/17 3:25 か量観測所で総雨量 385mm，最大時間雨量 61mm/h の豪らピット流砂計が応答し 7:05 から堆砂速度は速くなる。

雨が発生した。その結果，観測所直上流の右岸側の 0 次ハイドロフォンは 14:05 から応答し 15:20 と波状的な応3谷で崩壊・土砂流出が発生し，約 290m の土砂が河道内答を示す。17:10 水位にスパイク状の応答が認められ，こに流入し河道閉塞気味に堆積した。また，翌年の 2015の時刻に濁度計は低下し約 180NTU の一定値を示す。ハ

年 7 月の 11 号台風時には総雨量 472mm，最大時間雨量イドロフォンパルスも最も多くなった後減少する。この

30mm/h の豪雨があり，観測所右岸側の渓岸斜面が崩壊時ピット流砂計も急激に増加する。20～30mm/h の降雨

3し，約 35m の土砂が河道に流出して計測機器は一部埋没強度が続き，降雨のピークを過ぎた 20:55 に水位に約した。
両土砂流出時の状況と計測機器の関係を図－2 に示

0.7m のスパイク状の応答を示し，その直後 0.3m 低下し，す。

その後逐次減少する。ハイドロフォンもスパイク状の水- 728 -

位に応答して多くなるが，その後ほとんど応答しない。

（2）土砂流出のタイミング
流量増加とともに 7/17 3:25 砂の流出が始まり，7:05からその量が多くなる。これは昨年の河道閉塞土砂の流出であろう。14:05 に砂礫が移動を始め，15:20 と波状的な流出となる。30mm/h の降雨が始まる 17:10 に観測所
右岸側で小規模な崩壊が発生しその土砂で濁度計は埋没する。右岸側のハイドロフォンも一部埋没したと思われる。さらに 30mm/h の降雨が続きピークを過ぎた 20:55
右岸側が崩壊しその土砂は，水位計を約 1.0m 埋没し，ハイドロフォンも全て埋没する。土砂で埋没した水位計の図－2 崩壊･土砂流出と観測機器の配置

水位は 0.3m 程度低下した後，堆積土砂の水位を計測し，ゆっくり低下する。
時間雨量（mm/h)

8/8

4. おわりに
今回の観測機器のごく近傍の渓岸で発生の土砂流出の事例を比較対比し，浮遊砂（濁度計），掃流砂（ハイドロフォン）の応答の40濁度（NTU)

動限界の特徴等を明らかにしてゆく予定である。

パルス数【引用文献】
星野ら(2004)：流砂等計測システム（六甲住吉型）と観測事例，砂防学会誌，Vol.56，

8/1160800.3（ｂ）水 位

13：00

11：10

0.2

16：55
0.10.06000

差異から，それぞれの土砂の移動速度，移8/10(a）荒地山
時間雨量

20

水位(m)

した崩壊・土砂流出の事例と通常の出水時8/90（ｃ）濁度

4000

20:50

2000
04000x1016x256x64x16x4（ｄ）ハイドロフォン

3000
2000

10：35

1000
02000

荷重（kgf)No.6 ，p.27-32

1500(e)ピット流砂計

1000

10：35

500
0

8/8

8/9

8/10

8/11

8/12

濁度（NTU)

水位(m)

時間雨量（mm/h)

図－3 2014 年 8 月 11 号台風時の観測機器の応答
7/16

7/17

7/19

102030(a)荒地山
時間雨量

40
1.5
1.020:55（ｂ）水 位
17:10

0.50.03000
2000（ｃ）濁 度

1000
02000

パルス数

7/1801500（ｄ）ハイドロフォン

15:20x1016x256x64x16x414:05

1000
500

図－1 観測所位置図

荷重（kgf)01500(e)ピット流砂計
1000

7:05
3:25

500
07/16

7/17

7/18

7/19

図－4 2015 年 7 月 11 号台風時の観測機器の応答- 729 -

7/20