周波数特性分析器
サーボアナライザ

FREQUENCYRESPONSEANALYZERSERVOANALYZER

周波数特性を高精度に測定するFRA。

FRA5022周波数特性分析器
組込み器として、パーソナル器として利用可能な汎用モデル。

100

kHz

FRA5014

汎用2CH

サーボアナライザ
組込みタイプで 4 チャネル入力のリモート制御専用モデル。

100

kHz

組込み4CH周波数特性測定の必須測定器
FRAは、優れた精度・機能・操作性で確かな測定を提供します。

◆ 発振部◆ 測定処理部

出力波形

正弦波

DCバイアス設 定 範 囲：−10V 〜＋10V
設定分解能：0.01V

グラフ表示

ボード線図（利得 dB、位相 対 周波数 スプリット表示）
直交座標表示：a＋j b の値を数値表示可能

最大出力（AC＋DC）

電電

スポット表示

周波数、利得（dB 固定）、位相、振幅を数値表示
利得 dB、位相の範囲指定に基づく合否判定が可能

測定周波数0.1mHz〜100kHzで2チャネル入力の周波数

出力インピーダンス50Ω、不平衡特性分析器です。各種サーボ特性測定や燃料電池の交流イン出力制御

AC／DC 共にオン、AC／DC 共にオフ、AC だけオフ、AC／DC 共にゆっくり変化させる SLOW 制御＊1 可能

測定値数値表示アイソレーション

絶縁耐電圧：42Vpk または 30Vrms、DC 〜 100kHz 連続
発振器出力（信号、グラウンド）、分析部各チャネル入力（信号、グラウンド）、筐体の相互間
対筐体静電容量：250pF 以下

利得：dB 時 ±199.99dB
リニア時 0、±（1.0000E−9 〜 9.9999E＋9）
位相：±360.00°
内の任意の 360°
a 、b：0、±（1.0000E−9 〜 9.9999E＋9）
振幅：0.000mVrms 〜 19.99Vrms

測定データメモリ

メモリ数：2
記録点数：最大 1000 点（各メモリ）

メモリ表示モード

A、B、A&B（重ね書き）、A／B（ベクトル比）

入力

サーボアナライザ

発振器出力と分析部各入力は、筐体および入出力間で絶縁されているので、サーボループ測定における信号注入が容易で、誤った接続による機器の破損や誤差の発生を未然に防ぐことができます。

●超低周波の測定時間を短縮
2チャネル同時サンプリングにより、電気化学分野における超低周波領域の測定時間を短縮します。

●薄型筐体で組み込みに最適
高さ88mm（2U）の薄型筐体。

●データ表示ソフトウエア
測定データをパソコンに取り込み、グラフ表示するソフトウエアを標準で添付。

FRA5014100kHzCH
組込み 4入力

生産ライン用・システム組み込み用に最適な4チャネル入力サーボアナライザ。
生産ラインやシステムの組み込み用4チャネル入力サーボアナ

入力チャネル数

FRA5022：2
FRA5014：4（CH1 は基準入力）

設定メモリ

FRA5022：10
FRA5014：1（現在の設定を保存）

入力インピーダンス

FRA5022：1MΩ、並列に 60pF
FRA5014：1MΩ、並列に 120pF

インタフェース

FRA5022：GPIB、USB（USBTMC）
FRA5014：GPIB、RS-232、USB（USBTMC）

入力電圧

設定範囲：±10V

直流電源出力［FRA5022］ 5055（別売）用コネクタ ±24V

過大入力検出レベル

設定範囲：0.01〜19.99Vrms（基本波の大きさで検出）

測定レンジ

自動切換え（オートレンジング）

ディジタルフーリエ演算方式と自己校正機能により、常に高精度な測定を実現します。

●測定周波数 0.1mHz〜100kHz
サーボループ用部品の共振特性測定、メカトロ系サーボ解析、電気化学測定などに好適な周波数範囲をカバー。幅広いアプリケーションに対応します。

●ダイナミックレンジ 120dB以上
オートレンジングと高分解能A/D変換器により広いダイナミックレンジを確保。入力レベルの大きな変化に対しても、確実に測定を行います。

●入出力アイソレーション
発振器出力と分析部各入力は、筐体および入出力間で絶縁されているので、サーボループ測定における信号注入が容易で、誤った接続による機器の破損や誤差の発生を未然に防ぐことができます。

AC100V 〜 230V±10％（250V 以下） 50/60Hz±2Hz

120dB 以上

電120dB 以上

消費電力FRA5022：最大 55VA
FRA5014：最大 70VA

過電圧カテゴリⅡ

アイソレーション

絶縁耐電圧：42Vpk または 30Vrms、DC 〜 100kHz連続発振器出力（信号、グラウンド）、分析部各チャネル入力（信号、グラウンド）、筐体の相互間
対筐体静電容量：300pF 以下◆ 分析処理部
測定モード［FRA5022］ CH2／CH1、CH2／OSC
測定項目［FRA5014］

スポット測定：利得（dB）、位相（deg）、利得実部（ratio）、利得虚部（ratio）
スイープ測定：利得（dB）、位相（deg）

測定値範囲［FRA5014］

利 得：dB 時 範囲 ±199.99dB、分解能 0.01dB
位 相：範囲 ±180.00deg、分解能 0.01deg
利得実部／虚部：範囲 0、±（1.00000E-09 〜 9.99999E+09）
分解能 6 桁積分時間

周期設定範囲：1 〜 999 サイクル
時間設定範囲：0.01 〜 999.99s

レシオ確度・利得 ±0.05dB（±0.5%）、
位相 ±0.3° 0.1Hz 〜 20kHz のとき・利得 ±0.15dB（±1.5%）、
位相 ±1° 上記範囲外
入力信号レベル≧10mVrms（30 分のウォームアップ後、自己校正を行った時）

スイープ点数

3 〜 1000 点

源＋5 〜＋35℃、5 〜 85%RH
性能保証温度・湿度（ただし、絶対湿度は 1 〜 25g/m3、結露がないこと）
外形寸法

434（W）
×88（H）
×403（D）mm（突起部を除く）

質

FRA5022：約 6.8kg
FRA5014：約 8kg

量

取扱説明書 ×1、電源コードセット（3 極、2m）
×1、
CD-ROM（データ表示ソフトウエア、LabVIEWドライバ、
2＊
サンプルプログラム、取扱説明書（PDF） を収録）
×1

付属品

◆データ表示ソフトウエア（標準添付）
パラメタ設定FRA の主なパラメタを設定、制御データキャプチャ

FRA からパソコンに測定データを取り込む

データセーブ

測定データを CSV 形式で保存

グラフ表示

ボード線図、ナイキスト線図、ニコルス線図、
コールコールプロット
・OS：Windows7／8.1／10（32bit/64bit）日本語版 / 英語版
・HDD 空き容量：50MB 以上
・.NET Framework 4.0 がインストールされていること
・CD-ROMドライブ必要（インストール時に必要）
・ディスプレイ： 1024×768 ピクセル以上

動作環境＊1 FRA5014は対応していません。
＊2 FRA5022は対応していません。

■外形図 単位：mm

FRA5014

FRA5022●4チャネル同時測定
分析入力部は4チャネル。全チャネル同時に測定できますので、詳細な分析や作業時間の短縮が可能です。

FRA5022：電源を切る前の設定と測定データを保持
FRA5014：電源を切る前の設定を保持

IMRR

ネルを必要とする各種サーボ特性測定、電子回路・部品・材料、●利得精度 ±0.05dB、位相精度 ±0.3°

メモリバックアップ

ダイナミックレンジ

ライザ（周波数特性分析器）です。リモート制御専用で、多チャ電気化学、メカトロ分野のさまざまなシーンに。

◆一般事項◆分析入力部88

オートレンジングと高分解能A/D変換器により広いダイナミックレンジを確保。入力レベルの大きな変化に対しても、確実に測定を行います。

●入出力アイソレーション

圧：±10V（無負荷時）
流：±100mA◆表示部［FRA5022のみ］（3.5インチカラーLCD）

434（448）●リモートコントロール・データ表示用ソフトウエア

88

2CH

403
（409）

（6）

434（448）（100.5）モデル（12.5）

汎用kHz（100.5）●ダイナミックレンジ 120dB以上

周波数軸：リニア／ログ
スイープ操作：UP、DOWN、HOLD＊1、STOP
遅延時間設定範囲：0.00 〜 999.99s

AC振幅100

ど、幅広い分野の測定に。

電気化学測定やメカトロ系サーボ解析に最適な周波数範囲をカバー。
幅広いアプリケーションに対応します。

スイープ制御設 定 範 囲：0 〜 10Vpk または 0 〜 7.07Vrms
設定分解能：0.01Vpk（振幅≧1Vpk）、0.001Vpk（振幅＜1Vpk）
または 0.01Vrms（振幅≧1Vrms）、0.001Vrms（振幅＜1Vrms）

ピーダンス測定や、電子回路・部品・材料、電気化学、メカトロな●測定周波数 0.1mHz〜100kHz

スイープ：下限周波数と上限周波数の間で周波数を掃引しながら測定
スポット：特定の周波数で測定
スキャン測定［FRA5022 のみ］：10 個までのスポットを順次測定

周波数

ラボユースにも、システム組み込みにも。2チャネル入力の汎用モデル。

ディジタルフーリエ演算方式と自己校正機能により、常に高精度な測定を実現します。

測定動作

設 定 範 囲：0.1mHz 〜 100kHz
設定分解能：5 桁または 0.01mHz の大きい方
確度：±50ppm

FRA5022●利得精度 ±0.05dB、位相精度 ±0.3°

FRA5022 FRA5014■FRA5022/FRA5014 定格（12.5）周波数特性分析器

周波数特性分析器 サーボアナライザ

403（419）（16）測定の設定・制御と測定データのグラフ表示を行うソフトウエアを標準添付。

●組込み用薄型サイズ
高さ88mm（2U）の薄型筐体。

背面図

背面図

※ラックマウント金具（別売）をご用意しています。

FRA5022 FRA5014

周波数特性分析器 サーボアナライザ■オプション
シグナルインジェクタプローブ 5055

シャント抵抗 PA-001-0370
内部に1Ω の 4 端子抵抗を内蔵したシャント。

サーポ系などのループ特性を閉ループのインピーダンス測定において、被測定物に流まま測定するための補助ユニット。誤差のれる電流（最大 1Arms）を検出する場合に少ない測定が可能。

使用。

■関連製品
周波数特性分析器 FRA51615
パワーエレクトロニクス、サーボ制御、電子部品。様々な分野の周波数特性測定に。
●測定周波数●測定速度

10μHz〜15 MHz

0.5 ms/point●基本確度向上 利得±0.01dB、位相±0.06°●アイソレーション / 最大入力電圧 600 V CATⅡ / 300 V CATⅢ
●最大測定電圧 600 Vrms
●シーケンス測定、マーカサーチ機能、ロード補正、ポート延長機能 ほか

ゲイン・フェーズ分析器 FRA51602
インバータ・スイッチング電源のループ・ゲイン測定やメカニカルサーボの測定などに。
●測定周波数10μHz〜2 MHz●測定速度0.5 ms/point●基本確度

利得±0.01dB、位相±0.06°●アイソレーション/最大入力電圧 600V CATⅡ / 300V CATⅢ
●最大測定電圧600 Vrms

●ダイナミックレンジ140 dB●シーケンス測定、オートレンジング、振幅圧縮機能、イコライズ機能 など※このカタログの記載内容は、2020 年 6 月 25 日現在のものです。
●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。
●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

0120-545838