マルチファンクションジェネレータ WF1973 WF1974■主要定格▼ 波形、発振モード

M U LT I F U N C T I O N

正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、パラメタ可変波形（25 種類）、ノイズ（ガウス分布）、DC、任意波形

発振モード

連続、変調、スイープ、バースト、
シーケンス▼ 周波数、位相任意波形

出力波形

サンプリングレート

発振モード 連続、変調、スイープ（ゲーテッド
スイープ（連続、単発） 単発）、バースト

シーケンス

正弦波

0.01μHz〜30MHz 0.01μHz〜10MHz 0.01μHz〜10MHz

方形波

0.01μHz〜15MHz 0.01μHz〜10MHz 0.01μHz〜10MHz
0.01μHz〜15MHz 0.01μHz〜10MHz 使用不可
0.01μHz〜5MHz

0.01μHz〜5MHz＊2
0.01μHz〜5MHz＊2

0.01μHz〜5MHz
等価帯域幅 26MHz 固定DC

周波数設定無効任意波形

0.01μHz〜5MHz

周波数設定分解能

0.01μHz

周波数確度＊1±（設定の 3ppm ＋ 2pHz）、経年変化＊1 ±1ppm／年

位相設定範囲−1800.000°〜＋1800.000°

外部変調パラメタ可変波形
ノイズ

▼変
内部変調

パルス波
ランプ波

▼ 出力特性
設定範囲
振幅

設定分解能

±（振幅設定［Vp-p］の 1％＋ 2mVp-p）／開放Vp-p、Vpk、Vrms、dBV、dBm

DCオフセット

波形振幅分解能約 14bit（36mVp-p 以上／開放）

設定範囲±10V／開放、±5V／ 50Ω

設定分解能±499.9mV 以下 4 桁／ 0.1mV、±0.5V 以上 5 桁／ 1mV

確 度＊1±（│DC オフセット設定［V］の 1％│＋5mV＋振幅設定［Vp-p］の 0.5％）／開放出力インピーダンス
同期／サブ出力（10MHz 以下の正弦波出力時 20℃〜30℃）

50Ω 不平衡
出力電圧 : 各種同期信号 TTL レベル内部変調信号 −3V〜＋3V／開放スイープ Xドライブ 0V〜＋3V／開放

正弦波〜100kHz: ±0.1dB
100kHz〜5MHz : ±0.15dB
振幅周波数特性＊1 5MHz〜20MHz : ±0.3dB
20MHz〜30MHz : ±0.5dB（2.8Vp-p 以上／50Ωでは ±0.8dB）（50mVp-p〜10Vp-p ／50Ω、1kHz 基準）
10Hz〜20kHz: 0.2％以下（0.5Vp-p〜10Vp-p ／50Ω）〜1MHz− 60dBc 以下− 60dBc 以下

1MHz〜10MHz − 50dBc 以下− 43dBc 以下

0.5Vp-p〜2Vp-p ／50Ω 2Vp-p〜10Vp-p ／50Ω高調波スプリアス＊1

非高調波スプリアス＊1

方形波

デューティ可変

10MHz〜30MHz − 40dBc 以下− 30dBc 以下〜1MHz− 60dBc 以下（0.5Vp-p〜
1MHz〜10MHz − 50dBc 以下10Vp-p ／50Ω）
10MHz〜30MHz − 45dBc 以下｝

標準 : 設定範囲 0.0100％〜99.9900％／300
上限（％）: 100 − 周波数（kHz）
下限（％）: 周波数（kHz）／300
ジッタ 300ps rms 以下 typ.
拡張 : 設定範囲 0.0000％〜100.0000％
ジッタ 2.5ns rms 以下 typ.

立ち上がり／立ち下がり時間＊1 17ns 以下
オーバシュート
パルス幅
パルス 波

立ち上がり時間／立ち下がり時間

ランプ波

波形の種類・名称

パラメタ可変波形

機能
定常正弦波
グループ
過渡正弦波
グループ
パルス波形
グループ

最大 128 波または 4M ワード（CH1,2 共用）
不揮発性メモリに保存
120MS／s

変調波形

FSK、PSK 以外 : 正弦波、方形波（デューティ50％）、三角波（シンメトリ 50％）、立ち上がりランプ波、立ち下がりランプ波、
ノイズ、任意波FSK、PSK: 方形波（デューティ50％）

変調周波数

FSK、PSK 以外 : 0.1mHz〜100kHz（分解能 5 桁／0.1mHz）
FSK、PSK: 0.1mHz〜1MHz（分解能 5 桁／0.1mHz）

入力電圧範囲±1V フルスケール（FSK、PSK 以外）

入力インピーダンス

10kΩ、不平衡 （FSK、PSK 以外）
DC〜25kHz（FSK、PSK 以外）
DC〜1MHz（FSK、PSK）
キャリア波形 : ノイズ・パルス波・DC 以外の標準波形、
任意波形
ピーク偏差: 0.00μHz〜15MHz 未満

入力周波数

FSK

キャリア波形 : ノイズ・パルス波・DC 以外の標準波形、
任意波形
ホップ周波数 : 各キャリア波形の周波数設定可能範囲内

PM

キャリア波形 : ノイズ・DC 以外の標準波形、
任意波形
ピーク偏差: 0.000°〜180.000°

PSK

キャリア波形 : ノイズ・DC 以外の標準波形、任意波形〜＋1800.000°
偏差: −1800.000°AM

キャリア波形 : DC 以外の標準波形、任意波形
変調深度: 0.0％〜100.0％（DSB-SC および非 DSB-SC 可能）

DC オフセット変調

キャリア波形
ピーク偏差
キャリア波形
ピーク偏差

PWM▼ 信号特性

全高調波歪率＊1

変調タイプ・条件確 度＊1＊3

ジッタ

4K〜512K ワード（2 n、n=12〜19）
または制御点数 2〜10,000（制御点間は直線補間）

調FM
0Vp-p〜20Vp-p ／開放、0Vp-p〜10Vp-p ／ 50Ω
AC＋DC は ±10V 以下／開放
999.9mVp-p 以下 4 桁／ 0.1mVp-p
1Vp-p 以上
5 桁／ 1mVp-p

設定単位

オーバシュート

保存波形総量［1CH/30MHz］ ［2CH/30MHz］

波形データ振幅分解能 16 ビット

周波数設定範囲波形

波形長G E N E R AT O R

5％以下 typ.
デューティ設定範囲 0.0170％〜99.9830％時間設定範囲 25.50ns〜99.9830Ms
設定範囲 15.0ns〜58.8Ms（分解能 3 桁／ 0.1ns）
立ち上がり時間／立ち下がり時間独立設定
設定最小値は周期の 0.01％か 15ns のいずれか大きい方: 標準波形、任意波形: 0V〜10V／開放: 方形波、
パルス波: デューティ可変範囲標準の方形波は0.0000％〜49.9900％、デューティ可変範囲拡張の方形波は0.0000％〜50.0000％、パルス波は 0.0000％〜49.9000％▼ スイープスイープタイプ
スイープファンクション
スイープ範囲設定
スイープ時間設定範囲スイープモード
トリガ源
内部トリガ発振器
ストップレベル設定
スイープ入出力

周波数、位相、振幅、DC オフセット、デューティ
片道（ランプ波形状）、往復（三角波形状） 切り換え
リニア、対数（周波数スイープのみ） 切り換え
開始値および停止値指定
または、センタ値およびスパン値指定
0.1ms〜10,000s（分解能 4 桁／ 0.1ms）
連続、単発、
ゲーテッド単発 切り換え
ゲーテッド単発時は、スイープ実行中のみ発振内部、外部 切り換え
周期設定範囲 100.0μs〜10,000s（分解能 5 桁／ 0.1μs）
ゲーテッド単発スイープ時の発振停止中の信号レベルを指定（振幅フルスケール
設定範囲 −100.00％〜＋100.00％
基準）
またはオフ
スイープ同期／マーカ出力、スイープ Xドライブ出力、スイープ外部制御入力、スイープ外部トリガ入力▼ バースト／トリガ／ゲート
バーストモード
マーク／スペース波数

オートバースト、トリガバースト、ゲート、トリガドゲート（トリガドゲートは、トリガごとにゲートがオン／オフする）
0.5 波〜999,999.5 波、
0.5 波単位

5％以下 typ.
500ps rms 以下 typ.（10kHz 以上）
2.5ns rms 以下 typ.（10kHz 未満）

ゲート時発振波数

1 波、0.5 波

位相設定範囲−1800.000°〜＋1800.000°

シンメトリ設定範囲 0.00％〜100.00％

ストップレベル

発振停止中の信号レベルを指定
設定範囲 −100.00％〜＋100.00％
オフ設定時は、設定されている発振開始／停止位相で停止

トリガ源

内部、外部 切り換え、マニュアルトリガ可内蔵されている波形固有のパラメタを可変できる
不平衡正弦波、飽和正弦波、CF 制御正弦波、導通角制御正弦波、階段状正弦波、複数周期正弦波
投入位相制御正弦波、遮断位相制御正弦波、チャタリング投入正弦波、チャタリング遮断正弦波
ガウシャンパルス、ローレンツパルス、ハーバサイン、正弦半波パルス、台形パルス、Sin（x）/x

過渡応答波形グループ 指数立ち上がり、指数立ち下がり、2 次 LPF ステップ応答、減衰振動
パルスサージ
サージ波形グループ 振動サージ、その他の波形グループ オフセット付き台形波、ハーフサインエッジパルス、底面基準ランプ波

内部トリガ発振器
トリガ遅延外部トリガ入力
マニュアルトリガ切り換え

1.0μs〜1,000s（分解能 5 桁／ 0.1μs）
0.00μs〜100.00s（分解能 5 桁／ 0.01μs）
定常遅延除く、トリガバーストのみ有効
TTL レベル
入力インピーダンス 10kΩ（＋3.3V にプルアップ）
不平衡
パネル面キー操作▼ シーケンス
ステップ制御パラメタ
ステップ内チャネルパラメタ
使用可能波形

ステップ時間、ホールド動作、ジャンプ先、ジャンプ回数、ステップ終了位相、ブランチ動作、ステップ終了時制御、ステップ同期コード出力
波形、周波数、位相、振幅、DC オフセット、方形波デューティ・正弦波、方形波、ノイズ、DC および任意波形
・ランプ波とパラメタ可変波形は、任意波形として保存することで使用可能最大使用波形数128

シーケンス保存数

10 組（不揮発性メモリに保存）

ステップ数

各シーケンス当り最大 255 ステップ

ステップ時間0.1ms〜1,000s（分解能 4 桁／ 0.01ms）

ステップ内動作

一定、保持、リニア補間（波形切り換えを除く）

ジャンプ回数

1〜999 または無限回

ブランチ動作ブランチ信号入力時に指定先ステップに分岐▼ 2 チャネル連動動作（WF1974 のみ）
チャネルモード

2 チャネル独立、2 相（同一周波数）、周波数差一定、周波数比一定、差動出力（同一周波数・振幅・DC オフセット、逆相波形）

同値設定、同一操作▼ シーケンス編集ソフトウエア
編集機能・ステップの初期化、コピー、貼り付け、挿入、削除
・シーケンスデータをファイルへ保存、読出し・機器を接続せずに編集が可能

表示機能

・編集画面 : ステップごとのパラメタを一覧表示
・シーケンスビュー画面 : パラメタの変化をグラフ表示、最大５パラメタ同時表示

2 チャネル同時に設定
0.00μHz〜30MHz 未満（分解能 0.01μHz）
周波数差設定範囲
CH2 周波数−CH1 周波数
1〜9,999,999（N,M 各々）
周波数比 N：M 設定範囲
N：M ＝ CH2 周波数：CH1 周波数
全チャネルの出力波形を設定されている位相から再スタート
位相同期する機能、チャネルモード切り換え時に自動実行

転送機能▼ その他機能

機器制御機能外部 10MHz 周波数
基準入力
周波数基準出力

加算ゲイン

波形出力の信号に外部信号を加算する機能
2 倍、10 倍、オフ 切り換え
2 倍時は最大出力電圧レンジが 4Vp-p に固定
10 倍時は 20Vp-p に固定・ハードディスク 50MB 以上
×256 色表示可能
・1024×768（Pixel）
・Microsoft 社製 Windows 10（32bit/64bit）
日本語版 / 英語版
・USB インタフェース
・NI-VISA：NationalInstruments 社製
USBドライバ（必須）

動作環境

入力電圧／入力周波数 −1V〜＋1V、DC〜10MHz（−3dB）

マルチ入出力複数台同期

10kΩ、不平衡スイープ制御、シーケンス制御に使用
マスタ／スレーブ接続で最大 6 台まで同期運転、周波数基準出力と外部 10MHz 周波数基準入力を利用、BNC ケーブルで接続

ユーザ定義単位

機能指定の換算式により、任意の単位での設定、表示を行う

設定対象

周波数、周期、振幅、DC オフセット、位相、デューティ［（設定対象値）＋n ］
×m、
または、＋ n］×m［log10（設定対象値）
換算式および、n と m の値を指定

換算式
単位文字列

最大 4 文字設定可

設定保存メモリ

設定内容を 10 組までメモリ（不揮発性メモリに保存）

インタフェース

GPIB、USBTMC（SCPI-1999、IEEE-488.2）▼ 一般特性表示器

3.5 インチ TFT カラー LCD

入出力グラウンド

・波形出力、同期／サブ出力、外部変調／加算入力の信号グラウンドは筺体から絶縁（同一チャネル内のこれらの信号グラウンドは共通）
・外部 10MHz 周波数基準入力の信号グラウンドは筺体
から絶縁
・CHI、CH2、外部 10MHz 周波数基準入力の各信号
グラウンドは独立（250V 以下）
AC100V〜230V ±10％50Hz ／ 60Hz±2Hz
WF1973 : 50VA 以下
消費電力
WF1974 : 75VA 以下
0℃〜＋40℃、5％RH〜85％RH
動作保証温度・湿度範囲（ただし、絶対湿度 1g／m3〜25g／m3、結露がないこと）

電源

質量

約 2.1kg（付属品を除く、本体の質量）

安全性

EN61010-1: 2010

EMC

EN61326-1: 2013

▼ 任意波形作成ソフトウエア

編集機能・生成（標準波形、数式による波形生成）・補間（直線、スプライン、連続スプライン）・演算（波形の加算、減算、乗算、除算）
・圧縮伸張（縦軸方向、横軸方向）
・波形の一部を切り取り、コピー、貼り付け
・アンドゥ機能・任意波形データをファイルへ保存、読出し・機器を接続せずに編集が可能

表示機能

・ズームイン、ズームアウト
・スクロール・表示単位（座標系）の切換え
・カーソル
（A、B）

転送機能

・任意波形データを機器へ転送、読出し

機器制御機能・主要パラメタの設定

動作環境※上記、シーケンス編集ソフトウエアの動作環境と同等

付属品

・取扱説明書［基本編］
・CD
PDF 取扱説明書、任意波形作成ソフトウエア
シーケンス編集ソフトウエア、LabVIEWドライバ
・電源コードセット

オプション

マルチ入出力用ケーブル［PA-001-1318、24,000 円（税抜）］■ 外形図

88(99)

入力インピーダンス216● 本主要定格の特記無き場合の条件は、連続発振、負荷50Ω、振幅設定10Vp-p／50Ω、DCオフセット設定0V、オートレンジ、波形の振幅範囲は±FS、外部加算オフ、交流電圧は実効値測定です。
＊1 印の項目の数値は保証値です。その他の数値は公称値または代表値（typ.）です。
＊2 任意波形に変換して使用。
＊3 条件: 1kHz正弦波、振幅設定20mVp-p以上／開放(11)外部加算入力機能

入力電圧 0.5Vp-p〜5Vp-p
正弦波または方形波
WF1973、WF1974 複数台同期用
出力電圧 1Vp-p ／50Ω、方形波、10MHz・シーケンスデータを機器へ転送、読出し・シーケンスで使用されている任意波形を機器へ転送
・出力 ON／OFF・シーケンスの開始、停止、ホールド・シーケンス実行状態をモニタ可能(10)332(350)● 単位：mm● WF1973／WF1974は、同じ寸法ですが、背面のBNCコネクタの数が異なります。

背※このカタログの記載内容は、2023 年 4 月 1 日現在のものです。
●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。
●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。

面● 本外形図は、WF1974です。

(8)