マルチファンクションジェネレータ
MULTIFUNCTION GENERATOR

WF1973/WF1974
取扱説明書（外部制御）

DA00015810-006

マルチファンクションジェネレータ
MULTIFUNCTION GENERATOR

WF1973/WF1974
取扱説明書（外部制御）

はじめにこの取扱説明書は，WF1973/WF1974 の GPIB および USB インタフェースについて説明
しています。パネル面からの操作については，別冊「WF1973/WF1974 取扱説明書（基本編）」等をご覧ください。
WF1973/WF1974 の GPIB および USB インタフェースは，充実した機能を持ち，ほとん
どの正面パネル操作を制御できます。また，設定値をパソコンなどの外部機器から読み出すことができます。
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）の章構成は，以下のとおりです。
１．使用前の準備
インタフェース設定や GPIB アドレス設定について説明しています。
２．コマンド解説
コマンドの概要や設定例など，コマンドについて説明しています。
３．ステータスシステム
ステータス・バイト，スタンダード・イベント・ステータス・レジスタなど
ステータス・レポーティングについて説明しています。
４．エラーメッセージ
エラー番号やエラーの内容について説明しています。
５．仕様
外部制御インタフェースの仕様について説明しています。
６．コマンドツリー
コマンドをツリー構造で表しています。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

i

目 次

ページ
1.

2.

3.

使用前の準備................................................................................................................................................................. 1
1.1

WF1973/WF1974 GPIB/USB インタフェースの概要 ................................................................................ 2

1.2

USB の準備 ......................................................................................................................................................... 2

1.3

GPIB の準備 ....................................................................................................................................................... 2

1.4

インタフェースの選択...................................................................................................................................... 3

1.5

GPIB アドレス設定 ........................................................................................................................................... 5

1.6

GPIB EOI設定..................................................................................................................................................... 6

1.7

USB ID について .............................................................................................................................................. 7

1.8

リモート状態の解除 ......................................................................................................................................... 7

1.9

注意事項............................................................................................................................................................... 8

コマンド解説................................................................................................................................................................. 9
2.1

コマンドの概要 ................................................................................................................................................ 10

2.2

コマンド一覧 .................................................................................................................................................... 23

2.3

個別コマンド説明............................................................................................................................................ 40

2.4

シーケンスの入出力データの仕様 ............................................................................................................ 173

2.5

トリガ / 発振状態制御 ................................................................................................................................ 176

2.6

システム単位 .................................................................................................................................................. 177

ステータスシステム ................................................................................................................................................ 179
3.1

ステータス・バイト・レジスタと サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ............... 180

3.2

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ・グループ ............................................................ 182

3.3

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ / クエスチョナブル・データ・ステータス・

レジスタ・グループ...................................................................................................................................................... 183
3.4

ワーニング・イベント・レジスタ・グループ ......................................................................................... 192

3.5

その他 ............................................................................................................................................................... 194

4.

エラーメッセージ .................................................................................................................................................... 195

5.

仕様.............................................................................................................................................................................. 199

6.

5.1

インタフェース機能 ..................................................................................................................................... 200

5.2

インタフェースメッセージに対する応答 ............................................................................................... 200

5.3

マルチラインインタフェースメッセージ ................................................................................................. 201

コマンドツリー ........................................................................................................................................................ 203
6.1

コマンドツリー .............................................................................................................................................. 204

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

ii

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

使用前の準備WF1973/WF1974 GPIB/USB インタフェースの概要····························································· 2
USB の準備 ·················································································································· 2
GPIB の準備 ················································································································· 2
インタフェースの選択 ···································································································· 3
GPIB アドレス設定 ········································································································ 5GPIB EOI設定··············································································································· 6
USB ID について ·········································································································· 7
リモート状態の解除 ······································································································· 7
注意事項······················································································································· 8

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1

1.1

WF1973/WF1974 GPIB/USB インタフェースの概要

WF1973/WF1974 は，ほとんどすべての機能を GPIB あるいは USB を介してリモート設定することができます。また，保存データ，設定状態を外部に転送することも可能で，自動計測システム
を容易に構成することができます。

1.2

USB の準備WF1973/WF1974 は，National Instruments Corporation の NI-VISA によって制御することができます。パネル操作のほとんどが制御でき，設定値やエラー等の内部状態を読み出すことができます。
制御するコンピュータに NI-VISA をインストールし，市販の USB ケーブルで接続してください。
このドライバのインストールファイルは National Instruments Corporation のホームページからダウンロードできます。以下にドライバインストールまでの操作手順を記載します。
1. National Instruments Corporation のホームページ上で，NI-VISA のページを検索してください。
2. NI-VISA のページから，お使いの OS をサポートしているバージョンのNI-VISA をダウンロードしてください。
3. ダウンロードしたファイルを実行し，インストールを行ってください。
4. 正常にインストールを完了しますと，NI-VISA がインストールされています。
NI-VISA についての詳細は，National Instruments 社へお問い合わせいただくか，National Instruments 社の Web サイトでご確認ください。

1.3

GPIB の準備

制御するコンピュータに，GPIB コントローラボード（カード）を装着し，市販の GPIB ケーブルで接続してください。詳細は，お使いになる GPIB コントローラボード（カード）の取扱説明書をご覧ください。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

2

1.4

インタフェースの選択

使用するインタフェースを GPIB にするか USB にするか選択することができます。選択されていないインタフェースから WF1973/WF1974 を制御することはできません。 選択された値は，電源を切ってもバックアップされます。
なお，出荷時は「USB」になっています。
①[MENU] から”4:Utility”を選択し，[Enter]キーを押します。

②“Remote” を選択し，[ENTER] キーを押します。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

3

③ “Interface”を選択し，[ENTER]キーを押すと，USB と GPIB を選択することができます。

注 意コンピュータが WF1973/WF1974 を認識しているときに，インタフェースを USB
から GPIB に切り替えたり，USB ケーブルを抜き差ししたりすると，コンピュータによっては予期しない動作をすることがあります。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

4

4

1.5

GPIB アドレス設定

GPIB インタフェースを選択した場合，GPIB アドレスを設定することができます。
GPIB アドレスは，
GPIB ケーブルで接続されている他の機器と異なる値にして下さい。
設定された値
は，電源を切ってもメモリに保持されます。
なお，出荷時は「2」になっています。
① 『1.4 インタフェースの選択』の①から③の操作により，“Interface” を「GPIB」にします。

② “GPIB Address” を選択し [ENTER] キーを押すと，GPIB アドレスを設定することができます。
アドレスは，パネル上のテンキーより入力します。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

5

5

1.6

GPIB EOI 設定

GPIB インタフェースを選択した場合，WF1973/WF1974 が認識するメッセージターミネータを切り替えることができます。
設定された値 は，電源を切ってもメモリに保持されます。なお，出荷時は「Enable」になっています。
① 『1.4 インタフェースの選択』の①から③の操作により，“Interface” を「GPIB」にします。

② “EOI” を選択し [ENTER] キーを押すと，認識するメッセージターミネータを設定することができます。
• Enable ：EOI 信号を検知すると，入力されたコマンドを実行します。
• Disable ：EOI 信号，もしくは LF（EOI 信号なし），CR+LF（EOI 信号なし）を検知すると，入力されたコマンドを実行します。ただし，バイナリデータ転送には対応していません。

注 意

EOI 設定は通常 Enable でご使用ください。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

6

6

1.7

USB ID について

システム内に複数の WF1973/WF1974 を USB で接続した場合に，アプリケーションから個体を識別するためには，下記の番号を使用します。
• Vendor 番号• Product 番号• Serial 番号

1.8：3402(0x0D4A)：13(0x000D)/WF1973，14(0x000E)/WF1974：製品の製造番号 ( シリアル番号 )リモート状態の解除

外部制御リモート状態のときは，LCD には “USB” または “GPIB” アイコンが点灯し，ソフトキー[F5] に “LOCAL” が表示されます。この状態で [F5] キーを押すと，リモート状態が解除され，パネル操作が可能になります。ただし，“LOCAL” が表示されていない状態 ( ローカルロックアウト状
態 ) では無効です。外部制御コントローラからローカルに指定してください。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

7

7

1.9

注意事項

• USB および GPIB のコネクタは，リアパネルにあります。
• USB および GPIB は，比較的環境のよいところで使用することを想定したインタフェースです。
電源変動やノイズの多いところでの使用は，できるだけ避けてください。
• GPIB コネクタは，バス上に接続したすべての機器の電源をオフにした状態で着脱してください。
• GPIB 使用時は，バス上に接続したすべての機器の電源をオンにしてください。
•ケーブルの総延長は，2 m × ( 機器数 ) または 20 m のどちらか短い方にしてください。
• 1 本のケーブル長は 4m 以下にしてください。
• GPIB のアドレスは，十分確認してから設定してください。
同一システム内で複数の機器に同じアドレスを重複して設定すると，機器が損傷することがあります。
・GPIB 使用時には，本機器と接続している GPIB のコントローラで EOI をセットするようにしてください。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

8

8

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

コマンド解説コマンドの概要 ············································································································ 10
コマンド一覧 ··············································································································· 23
個別コマンド説明········································································································· 40
シーケンスの入出力データの仕様·················································································· 173
トリガ / 発振状態制御································································································· 176
システム単位 ·············································································································· 177

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

9

9

2.1

コマンドの概要

WF1973/WF1974 のコマンドは，IEEE488.2 ならびに SCPI（VERSION 1999.0）に準拠しています。SCPI は，コントローラと計測器間で行う通信の方法を定義したものです。SCPI に関する一般的な情報については，別途文献などを参照してください。

2.1.1

表記方法

本書では説明の便宜上，下記の表記を用います。
<>< > は，
それ自体以外のものを表しています。
パラメタおよび応答データの場合には < >内にその型の略語が入ります。

[][ ] 内はオプションを示し，省略することができます。

{abc|xyz}“abc” または “xyz” のどちらかを使用することを意味します。
[abc|xyz]“abc” または “xyz” のどちらかを使用することを意味しますがオプション であり，省略が可能です。
大文字，小文字
大文字および小文字で表されたキーワードはロングフォーム，大文字はショートフォー
ムを表しています。

2.1.2

コマンド

WF1973/WF1974 のプログラム・メッセージは，共通コマンドとサブシステム・コマンドで構成されています。 ここでは，それぞれのコマンドのフォーマット，サブシステムのコマンド・ツリーなどについて説明します。

2.1.2.1共通コマンド
共通コマンドは，機器の総合的な機能の制御を行うためのコマンドです。
共通コマンドのシンタックスを図 2.1 に示します。

図 2.1 共通コマンドのシンタックス
図 2.1 中のキーワードは，アルファベット 3 文字で構成されています。ここで SP は空白 (ASCII
コードで 32) となります。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

10 10

2.1.2.2サブシステム・コマンド
サブシステム・コマンドは，機器の特定の機能を実行するためのコマンドで，ルート・キーワード，
1 つまたは複数の下位レベル・キーワード，パラメタおよびサフィックスで構成されています。
以下にコマンドとクエリ ( 問合せ ) の例を示します。

:OUTPut:STATe ON:OUTPut:STATe?
OUTPut は，第 2 レベルのキーワードを結合するルート・レベル・キーワードで，ON はパラメタとなります。

2.1.2.3サブシステム・コマンドのコマンド・ツリー(A) コマンド・ツリーの構造
SCPI では，ファイルシステムに似た階層構造をサブシステム・コマンドに使用しています。このコマンド構造をコマンド・ツリーと呼びます。
図 2.2 はサブシステム・コマンドのコマンド・ツリーの一例です。

図 2.2 サブシステム・コマンドのコマンド・ツリーの一例
図 2.2 のコマンド・ツリーで，上部に一番近いキーワード（「[:SOURce]」，「:OUTPut」，「:SYSTem」）
はルートレベルのキーワードとなり，より下位のレベルにあるキーワードに達するには，特定のパスを経由しなければなりません。例えば，「:OFFSet」にアクセスしたい場合，「[:SOURce]」「:VOLTage」-「[:LEVel]」-「[:IMMediate]」-「:OFFSet」の パスを経由することになります。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

11 11

(B) カレント・パスの移動
カレント・パスとは，コマンド・ツリー内のレベルで，ユーザが次のコマンドを送ったとき，パーサが最初に探索するレベルをいいます。パーサは，以下の規則に従い，カレント・パスを決定しています。
(1) 電源オン時とリセット時
カレント・パスはルートに設定されます。
(2) メッセージ・ターミネータ
メッセージ・ターミネータを受け取ると，カレント・パスはルートに設定されます。
(3) コロン ( コマンド・セパレータ )2 つのキーワード間にコロンが置かれている場合，コロンはカレント・パスをコマンド・ツリー内の1 つ下位のレベルへ移動させます。
(4) コロン ( ルート・スペシファイア )コマンドの先頭にコロンが置かれている場合，カレント・パスはルートに設定されます。
(5) セミコロン
セミコロンは，カレント・パスに影響を与えません。
(6) スペース
スペースは，カレント・パスに影響を与えません。
(7) コンマ
コンマは，カレント・パスに影響を与えません。
(8) IEEE488.2 共通コマンド
共通コマンドは，カレント・パスに影響を与えません。
セミコロンを適切に使用することで，複数のコマンドを効率的に送ることができます。
例えば，:SOURce:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude 1.0; OFFSet 1.0は，以下の 2 つのコマンドを送ることと同じこととなります。

:SOURce:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude 1.0:SOURce:VOLTage:LEVel:IMMediate:OFFSet 1.0

なお，オプションのキーワードを省略した場合，カレント・パスの移動には注意を要します。
例えば，:VOLTage 1.0とした場合，カレント・パスは，「:SOURce」になります。したがって，:SOURce:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude 1.0:SOURce:FREQuency:FIXed 1000.0

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

12 12

を 1 つのプログラム・メッセージとして送る場合，:SOURce:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude 1.0; FREQuency:FIXed 1000.0

は，エラーになりますが，:SOURce:VOLTage 1.0; FREQuency:FIXed 1000.0

は，エラーになりません。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

13 13

2.1.2.4サブシステム・コマンドのシンタックス
サブシステム・コマンドのシンタックスを図 2.3 に示します。

図 2.3 サブシステム・コマンドのシンタックス(A) キーワード
図 2.3 のキーワードは，アルファベットから始まり，大文字・小文字アルファベット，アンダース
コア (_) 及び数字からなる最大 12 個の文字列です。
「2.2 コマンド一覧」に示した大部分のキーワードは大文字・小文字が混在したものです。ここで，大文字はショートフォーム，大文字および小文字はロングフォームのキーワードをあらわしています。
キーワードは説明の便宜上，大文字と小文字を使用していますが，実際のコマンドでは，大文字と小文字を区別しません。表 2.1 にキーワード「OUTPut」の場合の例を示します。
表 2.1 機器が受け入れるキーワード，受け入れないキーワード (「OUTPut」の場合 )
キーワード

説明

OUTPUT

ロングフォームとして使用できます。

OUTP

ショートフォームとして使用できます。

OuTpUt

大文字・小文字を区別されません。ロングフォームとして使用でき
ます。

oUtP

大文字・小文字を区別されません。ショートフォームとして使用で
きます。

OUTPU

ロングフォーム，ショートフォームのいずれにも該当しないため，使用できません。

OUT

ロングフォーム，ショートフォームのいずれにも該当しないため，使用できません。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

14

(B) キーワード・セパレータ
図 2.3 中のコロン (:) はキーワード・セパレータとして解釈されます。このキーワード・セパレー
タは図 2.2 に示すようなコマンド・ツリーの上位レベルのキーワードと下位レベルのキーワードを区切る役割があります。
なお，サブシステム・コマンドの先頭にあるコロン (:) は，ルート・スペシファイアとして解釈されます。このルート・スペシファイアは，カレント・パスをルートに設定するものです。
(C) キーワードの省略「2.2 コマンド一覧」で示されたコマンドで，各括弧 ([ ]) で囲まれたキーワードは省略することができます。 省略した場合，本器は，そのオプションのキーワードを受け取ったものとしてコマンドの解析を行います。
例えば，:OUTPut[:STATe]の場合，以下のどちらのコマンドも使用することができます。

:OUTPut:STATe:OUTPut(D) チャネルの指定
2 チャネル機の場合，多くのコマンドは，省略可能な数値キーワード・サフィックスを使用してチャネルを指定することができます。
例えば，:OUTPut[1|2]:STATeの場合，チャネル 1 と 2 のコマンドは以下のようになります。

:OUTPut[1]:STATe:OUTPut2:STATe
ここで，チャネル番号を指定しない場合，[1] が省略されたものとし，チャネル 1 に対するコマンドとして解釈されます。例えば，チャネル 1 の出力をオンに制御する場合，以下のいずれのコマンドも使用することができます。

:OUTPut1:STATe ON:OUTPut:STATe ON

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

15

(E) パラメタ
パラメタの型は以下の通りです。
(1) 数値パラメタ (<REAL>，<INT>)
数値パラメタのシンタックスを図 2.4 に示します。

図 2.4 数値パラメタ (<REAL>，<INT>) のシンタックス
ここで，図 2.4 の仮数と指数のシンタックスを図 2.5 と図 2.6 に示します。

図 2.5 仮数のシンタックス

図 2.6 指数のシンタックス

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

16

(2) ディスクリート・パラメタ (<DISC>)
ディスクリート・パラメタのシンタックスを図 2.7 に示します。

図 2.7 ディスクリート・パラメタ (<DISC>) のシンタックス(3) 真偽値パラメタ (<BOL>)
真偽値パラメタのシンタックスを図 2.8 に示します。

図 2.8 真偽値パラメタ (<BOL>) のシンタックス
真偽値パラメタは，0 以外を真，0 を偽として解釈します。 小数点以下を含む値が指定された場合，小数点以下を四捨五入した後の値で解釈します。したがって，例えば，「0.4」は偽，「0.5」は真となります。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

17

(4) 文字列パラメタ (<STR>)
文字列パラメタのシンタックスを図 2.9 に示します。

図 2.9 文字列パラメタ (<STR>) のシンタックス(5) ブロック・パラメタ (<BLK>)
ブロック・パラメタのシンタックスを図 2.10 に示します。

図 2.10 ブロック・パラメタ (<BLK>) のシンタックス
ここで，NL は改行 (ASCII コードで 10)，^END は最終バイトでアサートされる EOI となります。
(F) パラメタ・セパレータ
パラメタ・セパレータは，2 以上のパラメタを持つコマンドに使用するもので，パラメタとパラメタの間の区切りとして使用します。
(G) クエリ・パラメタ クエリ・パラメタは，クエリの「?」の後ろに指定するもので，数値パラメタを持つコマンドに対応するクエリの多くで使用できます。例えば，「MINimum」を指定すると設定可能な最小値，「MAXimum」を指定すると設定可能な最大値を問合せることができます。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

18

(H) サフィックス
サフィックスのシンタックスを図 2.11 に示します。

図 2.11 サフィックスのシンタックス
なお，WF1973/WF1974 では，パラメタに付加される接頭語および単位は，そのコマンドについてのみ有効とし，他のコマンドには影響を与えるものではありません。
:SOURce1:VOLTage:AMPLitude:UNIT VRMS
:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude 2.0:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude 2.0VPP

振幅の単位を Vrms に設定
振幅を 2.0Vrms に設定
振幅を 2.0Vp-p に設定

2.1.2.5プログラム・メッセージのシンタックス
2 つ以上の共通コマンドとサブシステム・コマンドを組合せ，1 つのプログラム・メッセージとしてコントローラから機器に送信することができます。 プログラム・メッセージのシンタックスを図
2.12 に示します。

図 2.12 プログラム・メッセージのシンタックス
コマンドとコマンドはセミコロン (;) によって区切ります。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

192.1.2.6応答メッセージのシンタックス
応答メッセージとは，クエリに対する機器側からの送信データです。
(A) 応答メッセージのシンタックス
応答メッセージのシンタックスを図 2.13 に示します。

図 2.13 応答メッセージのシンタックス
応答メッセージでは，セパレータとしてコンマ (,) とセミコロン (;) を使用します。1 つのコマンド
で複数の値を返す場合は，それぞれのデータをコンマ (,) で区切られます。一方，1 つのプログラム・
メッセージに複数のクエリがあった場合，それぞれのクエリに対応するデータはセミコロン (;) により区切られます。
(B) 応答メッセージのデータ応答メッセージのデータの型は以下の通りです。
(1) 実数応答データ (<REAL>)
実数応答データのシンタックスを図 2.14 に示します。

図 2.14 実数応答データ (<REAL>) のシンタックス

NR2 数値応答データのシンタックスを図 2.15 に示します。

図 2.15 NR2 数値応答データ (<NR2>) のシンタックス

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

20

NR3 数値応答データのシンタックスを図 2.16 に示します。

図 2.16 NR3 数値応答データ (<NR3>) のシンタックス(2) 整数応答データ (<INT>)
整数応答データはのシンタックスを図 2.17 に示します。

図 2.17 整数応答データ (<INT>) のシンタックス(3) ディスクリート応答データ (<DISC>)
ディスクリート応答データのシンタックスを図 2.18 に示します。

図 2.18 ディスクリート応答データ (<DISC>) のシンタックス

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

21

(4) 数値真偽値応答データ (<NBOL>)
数値真偽値応答データのシンタックスを図 2.19 に示します。

図 2.19 数値真偽値応答データ (<NBOL>) のシンタックス(5) 文字列応答データ (<STR>)
文字列応答データのシンタックスを図 2.20 に示します。

図 2.20 文字列応答データ (<STR>) のシンタックス(6) 確定長任意ブロック応答データ (<DBLK>)
確定長任意ブロック応答データのシンタックスを図 2.21 に示します。

図 2.21 確定長任意ブロック応答データ (<DBLK>) のシンタックス(7) 不確定長任意ブロック応答データ (<IBLK>)
不確定長任意ブロック応答データのシンタックスを図 2.22 に示します。

図 2.22 不確定長任意ブロック応答データ (<IBLK>) のシンタックス

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

22

2.2

コマンド一覧

WF1973/WF1974 の外部制御コマンドの一覧を示します。
コマンド一覧の表で使用している記号の意味は，それぞれ以下の通りです。
なおキーワードの小文字部分は，省略可能であることを示しています。
・角かっこ（[ ]）は，省略可能なキーワードを示します。（暗示キーワード）
・縦棒（ | ）は，複数のキーワードから一つを選択することを示します。

表 2.2 コマンド一覧
機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB
GPIB

WF19742 チャネル器（WF1974）
チャネルモード 設定／問合せ:CHANnel:MODE

2.3.1

345/10345/10

2 チャネル器（WF1974）
周波数差一定モード：周波数差設定／問合せ:CHANnel:DELTa

2.3.2

250/10250/15

2 チャネル器（WF1974）
周波数比一定モード：周波数比
設定／問合せ:CHANnel:RATio

2.3.3

490/10485/10

2 チャネル器（WF1974）
2 チャネル同値動作
設定／問合せ:INSTrument:COUPle

2.3.4

20/10

20/15

出力オン／オフ
設定／問合せ:OUTPut[1|2][:STATe]

2.3.5

15/10

15/15

電源投入時の出力オン
設定／問合せ:OUTPut[1|2]:PON

2.3.6

220/10335/10オートレンジ動作（出力レンジ）
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage:RANGe:AUTO

2.3.7

70/10

70/15

位相同期 設定[:SOURce[1|2]]:PHASe:INITiate

2.3.8

45/–

45/–

外部加算入力 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:COMBine:FEED

2.3.9

65/10

65/10

負荷インピーダンス
設定／問合せ:OUTPut[1|2]:LOAD

2.3.10260/10260/10

トリガ操作 スイープモード
トリガ源 選択／問合せ:TRIGger[1|2]:SWEep:SOURce

2.3.11

15/10

15/15

トリガ操作 スイープモード
内部トリガ周期 設定／問合せ:TRIGger[1|2]:SWEep:TIMer

2.3.12

10/10

15/15

トリガ操作 スイープモード
外部トリガ信号極性選択／問合せ:TRIGger[1|2]:SWEep:SLOPe

2.3.13

10/10

10/10

出力

トリガ
スイープモード

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

23

機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB
GPIB

バーストモード
トリガ操作 バーストモード
トリガ源 選択／問合せ:TRIGger[1|2]:BURSt:SOURce

2.3.14

10/10

10/15

トリガ操作 バーストモード
内部トリガ周期 設定／問合せ:TRIGger[1|2]:BURSt:TIMer

2.3.15

10/10

15/15

トリガ操作 バーストモード
外部トリガ信号極性選択／問合せ:TRIGger[1|2]:BURSt:SLOPe

2.3.16

10/10

10/10

マニュアルトリガ（TRIG キー操作）*TRG

2.3.1710/–

10/–マニュアルトリガ（TRIG キー操作）:TRIGger[1|2][:SEQuence][:IMMediate]2.3.18

10/–

10/–:TRIGger[1|2]:SELected:EXECute

2.3.1930/-30/-

周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency[:CW|:FIXed]

2.3.20

45/10

45/15

周波数 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:UNIT

2.3.21

10/10

10/15

周波数
ユーザ単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:USER

2.3.22

15/15

15/15

振幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]

2.3.23

95/10

95/15

振幅 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:UNIT

2.3.24

10/10

10/15

振幅
ユーザ単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:USER

2.3.25

15/15

20/15

DC オフセット 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet2.3.26

95/15

95/10

DC オフセット単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:UNIT

2.3.27

10/10

10/15

DC オフセット
ユーザ単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:USER

2.3.28

15/15

20/15

位相 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe[:ADJust]

2.3.29

20/15

20/15

位相 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:UNIT

2.3.30

10/10

10/15

位相
ユーザ単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:USER

2.3.31

15/15

15/15

実行制御
トリガ操作 実行制御 設定
基本パラメタ
周波数

振幅

DC オフセット位相WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

24

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB
GPIB

出力電圧範囲ハイレベル 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH

2.3.32

70/15

70/15

出力電圧範囲ハイレベル 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH:UNIT

2.3.33

10/10

10/15

出力電圧範囲ローレベル 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW

2.3.34145/15145/20

出力電圧範囲ローレベル 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW:UNIT

2.3.35

10/10

10/15

方形波／パルス波共用
デューティ 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:UNIT

2.3.36

10/15

10/15

方形波／パルス波共用
デューティ ユーザ単位
設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:USER

2.3.37

15/20

15/15

[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SQUare:DCYCle

2.3.38

20/15

20/15

パルス波
デューティ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle

2.3.39

65/15

45/20

パルス波
パルス幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:WIDTh

2.3.40

65/10

45/20

パルス波
立ち上がり時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:TRANsition[:LEADing]

2.3.41

35/10

30/15

パルス波
立ち下がり時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:TRANsition:TRAiling2.3.42

25/10

25/15

パルス波
周期 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod

2.3.43

95/15

75/20

パルス波
周期単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod:UNIT

2.3.44

10/10

10/10

パルス波
周期 ユーザ単位
設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod:USER

2.3.45

15/15

20/15

[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:RAMP:SYMMetry

2.3.46

30/10

30/15

機能

出力電圧範囲（振幅と DC オフセットの切り替え設定）

方形波／パルス波共用

方形波
方形波
デューティ値 設定／問合せ
パルス波

ランプ波
ランプ波
シンメトリ 設定／問合せ

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

25

機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB
GPIB

波形
波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion[:SHAPe]

2.3.47300/10300/15波形極性 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:POLarity

2.3.48100/10100/15

振幅範囲 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SCALe

2.3.49100/10100/15方形波
拡張オン／オフ 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SQUare:EXTend

2.3.50

15/10

20/15

不平衡正弦波前半振幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:USINe:AMPLitude[1]2.3.51

65/10

65/15

不平衡正弦波後半振幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:USINe:AMPLitude2

2.3.52

60/15

60/15

飽和正弦波
クリップ率 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:CSINe:CLIP

2.3.53

25/15

30/15

CF 制御正弦波
クレストファクタ 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:CFCSine:CFACtor

2.3.54

30/10

30/15

導通角制御正弦波
導通角 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:ACSine:ANGLe

2.3.55

25/10

30/15

階段状正弦波
段数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SSINe:STEPs

2.3.56

90/10

90/15

複数周期正弦波
周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion: MCSine:CYCLes

2.3.57

35/15

35/15

複数周期正弦波
開始位相 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:MCSine:PHASe

2.3.58

35/15

35/15

投入位相制御正弦波
投入完了位相 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:ONPSine:ONPHase

2.3.59

25/15

30/15

投入位相制御正弦波
投入傾斜時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:ONPSine:STIMe

2.3.60

25/15

30/15

遮断位相制御正弦波
遮断開始位相 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:OFPSine:OFPHase

2.3.61

25/15

25/15

遮断位相制御正弦波
遮断傾斜時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:OFPSine:STIMe

2.3.62

20/10

20/10

チャタリング投入正弦波
投入開始位相 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:CONSine:ONPHase

2.3.63

25/15

25/15

チャタリング投入正弦波
チャタリング回数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:CONSine:NCHattering

2.3.64

25/10

25/15

チャタリング投入正弦波
オン時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:CONSine:TON

2.3.65

25/10

30/15

チャタリング投入正弦波
オフ時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:CONSine:TOFF

2.3.66

25/10

30/15

パラメタ可変波形

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

26

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せUSB
GPIB

チャタリング遮断正弦波
遮断開始位相 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:COFSine:OFPHase

2.3.67

25/15

25/15

チャタリング遮断正弦波
チャタリング回数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:COFSine:NCHattering

2.3.68

20/10

20/15

チャタリング遮断正弦波
オン時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:COFSine:TON

2.3.69

20/10

20/15

チャタリング遮断正弦波
オフ時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:COFSine:TOFF

2.3.70

20/10

20/15

ガウシャンパルス
標準偏差 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:GAUSsian:SIGMa

2.3.71

30/10

30/15

ローレンツパルス
半値幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:LORentz:HWIDth

2.3.72

30/10

30/15

ハーバサイン
幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:HAVersine:WIDTh

2.3.73

85/10

85/15

正弦半数パルス
幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:HSPulse:WIDTh

2.3.74

80/15

80/15

台形パルス
傾斜幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TPULse:RFALl

2.3.75

20/15

20/15

台形パルス
上底幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TPULse:UBASe

2.3.76

25/10

20/15

Sin(x)/x
ゼロクロス数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SINC:ZCRossing

2.3.77

40/10

40/15

指数立ち上がり
時定数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:ERISe:TCONstant

2.3.78

30/15

30/15

指数立ち下がり
時定数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:EFALl:TCONstant

2.3.79

15/15

15/15

2 次 LPF ステップ応答
自然周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SOLStep:NFRequency

2.3.80

35/10

35/15

2 次ステップ応答
Q 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SOLStep:Q

2.3.81

30/10

30/15

減衰振動
振動周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:DOSCillation:OFRequency

2.3.82

40/15

40/15

減衰振動
減衰振動時定数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:DOSCillation:DTConstant

2.3.83

30/15

30/15

振動サージ
振動周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:OSURge:OFRequency

2.3.84

170/15

170/15振動サージ
減衰振動時定数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:OSURge:DTConstant

2.3.85

170/15

170/15

振動サージ
立ち下がり時定数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:OSURge:TTConstant

2.3.86

170/15

170/15

機能

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

27

機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB
GPIB

パルスサージ立ち上がり時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:PSURge:TR

2.3.87

30/10

30/15

パルスサージ
持続時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:PSURge:TD

2.3.88

30/15

30/15

オフセット付き台形波
先頭遅延 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TOFFset:DELay

2.3.89

20/15

20/15

オフセット付き台形波立ち上がり傾斜幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TOFFset:RISe

2.3.90

20/10

20/15

オフセット付き台形波
上底幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TOFFset:UBASe

2.3.91

20/10

20/15

オフセット付き台形波
立ち下がり傾斜幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TOFFset:FALL

2.3.92

20/15

20/15

オフセット付き台形波
オフセット 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TOFFset:OFFSet

2.3.93

20/10

20/15

ハーフサインエッジパルス
立ち上がり時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:HSEPulse:LE

2.3.94

25/10

25/15

ハーフサインエッジパルス
立ち下がり時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:HSEPulse:TE

2.3.95

25/10

25/15

ハーフサインエッジパルス
デューティ 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:HSEPulse:DCYCle

2.3.96

20/10

20/15

底面基準ランプ波
シンメトリ 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:BRRAMp:SYMMetry

2.3.97

20/10

20/15

[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:USER

2.3.98

25/10

25/15

{:TRACe|:DATA}[:DATA]

2.3.99450/5028000/
7000
250/202200/
150

820/150
41000/
22000
370/25
3100/
1200

任意波形
任意波形 選択／問合せ
任意波形メモリ
任意波形メモリ
任意波形データ 転送／読み出し

配列形式 (4KWord)
配列形式 (512KWord)
制御点形式 (10 点 )制御点形式 (10000 点 )任意波形メモリ ストア{:TRACe|:DATA}:STORe

2.3.100

540/–

660/–

任意波形メモリ リコール{:TRACe|:DATA}:RECall

2.3.101

50/–

50/–

任意波形メモリ コピー{:TRACe|:DATA}:COPY

2.3.102

380/–

540/–

任意波形メモリ 消去{:TRACe|:DATA}:DELete

2.3.103

600/–

620/–

任意波形メモリ 情報取得{:TRACe|:DATA}:INFormation?

2.3.104

–/35

–/20

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

28

機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB
GPIB

連続発振
連続発振モード
選択[:SOURce[1|2]]:CONTinuous[:IMMediate]2.3.105

90/–

90/–

連続発振モード
問合せ[:SOURce[1|2]]:CONTinuous:STATe?

2.3.106

–/10

–/15

変調発振モード FSK
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FSKey:STATe

2.3.107

100/10100/15変調発振モード FSK
ホップ周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FSKey[:FREQuency]

2.3.108

10/15

10/15

変調発振モード FSK
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FSKey:SOURce

2.3.109

10/10

15/15

変調発振モード FSK
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FSKey:INTernal:FREQuency

2.3.110

20/15

20/15

変調発振モード FSK
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:FSKey:TYPE

2.3.111

10/10

10/10

変調発振モード PSK
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PSKey:STATe

2.3.112100/10100/15変調発振モード PSK
偏差 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PSKey[:DEViation]

2.3.113

10/10

10/15

変調発振モード PSK
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PSKey:SOURce

2.3.114

20/10

20/15

変調発振モード PSK
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PSKey:INTernal:FREQuency

2.3.115

20/10

20/15

変調発振モード PSK
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:PSKey:TYPE

2.3.116

10/10

10/15

変調発振モード FM
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM:STATe

2.3.117100/10100/10変調発振モード FM
ピーク偏差 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM[:DEViation]

2.3.118

25/15

10/15

変調発振モード FM
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM:SOURce

2.3.119

15/10

15/10

変調発振モード FM
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FREQuency

2.3.120

15/10

20/15

変調発振モード FM
変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]

2.3.121

10/10

10/15

変調
FSK

PSK

FM

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

29

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB
GPIB

変調発振モード FM
変調波形の任意波形
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FUNCtion:USER

2.3.122

25/10

35/15

変調発振モード FM
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:FM:TYPE

2.3.123

10/10

10/15

変調発振モード PM
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM:STATe

2.3.124

100/10100/15変調発振モード PM
ピーク偏差 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM[:DEViation]

2.3.125

20/10

20/15

変調発振モード PM
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM:SOURce

2.3.126

10/10

20/10

変調発振モード PM
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FREQuency

2.3.127

15/10

20/15

変調発振モード PM
変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]

2.3.128

10/10

10/15

変調発振モード PM
変調波形の任意波形
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FUNCtion:USER

2.3.129

25/10

35/15

変調発振モード PM
同期出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:PM:TYPE

2.3.130

10/10

15/15

変調発振モード AM
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM:STATe

2.3.131100/10100/10変調発振モード AM
変調度 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM[:DEPTh]

2.3.132

10/10

15/15

変調発振モード AM
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM:SOURce

2.3.133

10/10

15/15

変調発振モード AM
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FREQuency

2.3.134

20/10

20/15

変調発振モード AM
変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]

2.3.135

10/10

10/10

変調発振モード AM
変調波形の任意波形
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FUNCtion:USER

2.3.136

25/10

25/15

変調発振モード AM
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:AM:TYPE

2.3.137

10/10

10/10

機能

PM

AM

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

30

機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB
GPIB

AM（DSB-SC）
変調発振モード AM（DSB-SC)
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC:STATe

2.3.138

100/10100/10変調発振モード AM（DSB-SC）
変調度 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC[:DEPTh]

2.3.139

10/10

10/15

変調発振モード AM（DSB-SC）
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC:SOURce

2.3.140

10/10

15/10

変調発振モード AM（DSB-SC)
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FREQuency

2.3.141

20/10

20/15

変調発振モード AM(DSB-SC)
変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]

2.3.142

10/10

10/10

変調発振モード AM(DSB-SC)
変調波形の任意波形
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FUNCtion:USER

2.3.143

25/10

30/15

変調発振モード AM（DSB-SC)
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:AMSC:TYPE

2.3.144

10/10

10/10

変調発振モード DC オフセット変調
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM:STATe

2.3.145

100/10100/20変調発振モード DC オフセット変調
ピーク偏差 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM[:DEViation]

2.3.146

65/15

65/15

変調発振モード DC オフセット変調
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM:SOURce

2.3.147

10/10

15/10

変調発振モード DC オフセット変調
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FREQuency

2.3.148

15/15

15/15

変調発振モード DC オフセット変調
変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]

2.3.149

10/10

10/10

変調発振モード DC オフセット変調
変調波形の任意波形
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FUNCtion:USER

2.3.150

25/10

25/15

変調発振モード DC オフセット変調
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:OFSM:TYPE

2.3.151

10/10

10/10

DC オフセット変調

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

31

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB
GPIB[:SOURce[1|2]]:PWM:STATe

2.3.152

120/10120/10変調発振モード PWM
ピーク偏差 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM[:DEViation]:DCYCle

2.3.153

25/15

25/15

変調発振モード PWM
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM:SOURce

2.3.154

10/10

15/10

変調発振モード PWM
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FREQuency

2.3.155

15/15

15/15

変調発振モード PWM
変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]

2.3.156

10/10

10/15

変調発振モード PWM
変調波形の任意波形
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FUNCtion:USER

2.3.157

25/10

25/15

変調発振モード PWM
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:PWM:TYPE

2.3.158

10/10

10/10

スイープ発振モード スイープ
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:MODE

2.3.159

15/10

15/15

基本スイープ設定
スイープの傾き 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:SPACing

2.3.160

10/10

10/15

基本スイープ設定
スイープ方向 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:INTernal:FUNCtion

2.3.161

10/10

10/15

基本スイープ設定
スイープ時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:TIME

2.3.162

15/10

10/15

基本スイープ設定
ストップレベル 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:SLEVel

2.3.163

10/10

10/15

基本スイープ設定
ストップレベル 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:SLEVel:STATe

2.3.164

10/10

10/15

基本スイープ設定
発振停止単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:OSTop

2.3.165

10/10

10/15

基本スイープ設定
マルチコネクタ制御オン／オフ
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:MCONnector:STATe

2.3.166

10/10

10/15

基本スイープ設定
スイープ同期出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:SWEep:TYPE

2.3.167

10/10

10/15

機能

コマンド

変調発振モード PWM
選択／問合せPWM

スイープ
基本スイープ設定

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

32

機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB
GPIB

周波数スイープ
スイープ発振モード 周波数スイープ
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:MODE

2.3.168

180/10180/15周波数スイープ
開始値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:STARt

2.3.169

20/15

20/15

周波数スイープ
停止値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:STOP

2.3.170

20/15

20/15

周波数スイープ
センタ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:CENTer

2.3.171

20/15

20/15

周波数スイープ
スパン値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:SPAN

2.3.172

20/15

20/15

周波数スイープ
マーカ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:MARKer:FREQuency

2.3.173

15/15

15/15

周波数スイープ
開始／停止値スワップ 設定[:SOURce[1|2]]:FREQuency:SWAP

2.3.174

25/–

15/–

周波数スイープ
開始／停止値出力 設定[:SOURce[1|2]]:FREQuency:STATe

2.3.175

10/–

15/–

スイープ発振モード 位相スイープ
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:MODE

2.3.176

190/10190/15

位相スイープ
開始値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:STARt

2.3.177

20/15

20/15

位相スイープ
停止値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:STOP

2.3.178

20/15

20/15

位相スイープ
センタ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:CENTer

2.3.179

20/15

20/15

位相スイープ
スパン値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:SPAN

2.3.180

20/15

20/15

位相スイープ
マーカ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:MARKer:PHASe

2.3.181

15/15

15/15

位相スイープ
開始／停止値スワップ 設定[:SOURce[1|2]]:PHASe:SWAP

2.3.182

15/–

20/–

位相スイープ
開始／停止値出力 設定[:SOURce[1|2]]:PHASe:STATe

2.3.183

10/–

15/–

スイープ発振モード 振幅スイープ
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:MODE

2.3.184

230/15230/20

振幅スイープ
開始値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STARt

2.3.185

20/15

20/20

位相スイープ

振幅スイープWF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

33

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せUSB
GPIB

振幅スイープ
停止値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STOP

2.3.186

20/15

20/20

振幅スイープ
センタ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:CENTer

2.3.187

20/15

25/20

振幅スイープ
スパン値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:SPAN

2.3.188

20/15

20/20

振幅スイープ
マーカ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:MARKer:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]

2.3.189

20/15

20/20

振幅スイープ
開始／停止値スワップ 設定[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:SWAP

2.3.190

20/–

20/–

振幅スイープ
開始／停止値出力 設定[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STATe

2.3.191

15/–

15/–

スイープ発振モード
DC オフセットスイープ
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:MODE

2.3.192

230/15230/20DC オフセットスイープ
開始値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STARt

2.3.193

20/20

20/20

DC オフセットスイープ
停止値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STOP

2.3.194

20/15

20/20

DC オフセットスイープ
センタ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:CENTer

2.3.195

20/15

20/20

DC オフセットスイープ
スパン値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:SPAN

2.3.196

20/15

20/20

DC オフセットスイープ
マーカ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:MARKer:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet

2.3.197

15/20

15/20

DC オフセットスイープ
開始／停止値スワップ 設定[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:SWAP

2.3.198

20/–

20/–

DC オフセットスイープ
開始／停止値出力 設定[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STATe

2.3.199

15/–

15/–

スイープ発振モード
デューティスイープ
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:MODE

2.3.200

250/15250/15

デューティスイープ
開始値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STARt

2.3.201

20/15

20/15

デューティスイープ
停止値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STOP

2.3.202

20/15

20/15

デューティスイープ
センタ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:CENTer

2.3.203

20/15

20/15

機能

DC オフセットスイープ

デューティスイープ

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

34

機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB
GPIB

デューティスイープ
スパン値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:SPAN

2.3.204

20/15

20/15

デューティスイープ
マーカ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:MARKer:PULSe:DCYCle

2.3.205

20/15

20/15

デューティスイープ
開始／停止値スワップ 設定[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:SWAP

2.3.206

20/–

20/–

デューティスイープ
開始／停止値出力 設定[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STATe

2.3.207

10/–

10/–

バースト発振モード
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:STATe

2.3.208

100/10100/10

バースト発振バーストモード 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:MODE

2.3.209

10/10

10/10

バースト発振ストップレベル 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:SLEVel

2.3.210

10/10

10/15

バースト発振ストップレベル 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:SLEVel:STATe

2.3.211

10/10

10/10

バースト発振同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:BURSt:TYPE

2.3.212

10/10

10/10

バースト発振オートバーストモード：マーク波数
設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:AUTO:NCYCles

2.3.213

10/10

10/15

バースト発振オートバーストモード：スペース波数
設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:AUTO:SPACe

2.3.214

10/10

10/10

バースト発振トリガバーストモード：マーク波数
設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt[:TRIGger]:NCYCles

2.3.215

10/10

10/15

バースト発振トリガバーストモード：トリガ遅延時間
設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt[:TRIGger]:TDELay

2.3.216

10/10

15/15

バースト発振ゲートモード：発振停止単位
設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:GATE:OSTop

2.3.217

10/10

10/15

バースト発振トリガドゲートモード：発振停止単位
設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:TGATe:OSTop

2.3.218

10/10

10/10

バースト
バースト発振WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

35

機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB
GPIB

シーケンス
シーケンス選択[:SOURce[1|2]]:SEQuence:STATe

2.3.219

20/10

20/15

ストア

:TRACe|DATA:SEQuence:STORe

2.3.2201600/–

1800/–

リコール:TRACe|DATA:SEQuence:RECall

2.3.221

90/–

90/–

シーケンスデータ入出力:TRACe|DATA:SEQuence

2.3.222

2000/
160

3000/
285

シーケンスデータのコンパイル:TRIGger[1|2]:COMPile[:IMMediate]2.3.223

2000/–

2000/–

カレントステップ番号の取得[:SOURce[1|2]]:SEQuence:CSTep?

2.3.224

–/10

–/10

シーケンスデータの初期化:TRACe|DATA:SEQuence:CLEar

2.3.225

2000/–

2000/–

基本設定メモリ クリア:MEMory:STATe:DELete

2.3.226

700/–

700/–

基本設定メモリ ストア*SAV

2.3.227

900/–

900/–

基本設定メモリ リコール

*RCL

2.3.228

250/–

250/–

ステータスレジスタと関連キュー
クリア

*CLS

2.3.229

105/–

100/–

ステータス・レポーティング関連
プリセット 設定:STATus:PRESet

2.3.230

10/–

10/–

電源投入時のステータスレジスタ
クリアフラグ 設定／問合せ*PSC

2.3.231

10/10

10/10

ステータス・バイト・レジスタ
問合せ

*STB?

2.3.232

–/10

–/10

サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ
設定／問合せ*SRE

2.3.233

10/10

10/10

スタンダード・イベント・ステータ ス・レジスタ
問合せ

*ESR?

2.3.234

–/10

–/10

スタンダード・イベント・イネーブル・レジスタ
設定／問合せ*ESE

2.3.235

10/10

10/10

設定メモリ
基本設定メモリ

ステータス
ステータス操作

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（チャネル共通）
コンディション・レジスタ 問合せ:STATus:OPERation:CONDition?

2.3.236

–/10

–/10

トランジッション・フィルタ・レジスタ（負）設定／問合せ:STATus:OPERation:NTRansition

2.3.237

10/10

10/10

トランジッション・フィルタ・レジスタ（正）設定／問合せ:STATus:OPERation:PTRansition

2.3.238

10/10

10/10

イベント・レジスタ 問合せ:STATus:OPERation[:EVENt]?

2.3.239

–/10

–/10

イベント・イネーブル・レジスタ
設定／問合せ:STATus:OPERation:ENABle

2.3.240

10/10

10/10

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

36

機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB
GPIB

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1）
オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1）
コンディション・レジスタ 問合せ:STATus:OPERation:CH1:CONDition?

2.3.241

–/10

–/10

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1）
トランジッション・フィルタ・レジスタ（負） 設定／問合せ:STATus:OPERation:CH1:NTRansition

2.3.242

10/10

10/10

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1）
トランジッション・フィルタ・レジスタ（正） 設定／問合せ:STATus:OPERation:CH1:PTRansition

2.3.243

10/10

10/15

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1）
イベント・レジスタ 問合せ:STATus:OPERation:CH1[:EVENt]?

2.3.244

–/10

–/10

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1）
イベント・イネーブル・レジスタ
設定／問合せ:STATus:OPERation:CH1:ENABle

2.3.245

10/10

10/10

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2）オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2）
コンディション・レジスタ 問合せ:STATus:OPERation:CH2:CONDition?

2.3.246

–/10

–/15

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2）
トランジッション・フィルタ・レジスタ（負） 設定／問合せ:STATus:OPERation:CH2:NTRansition

2.3.247

10/10

10/10

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2）
トランジッション・フィルタ・レジスタ（正） 設定／問合せ:STATus:OPERation:CH2:PTRansition

2.3.248

10/10

10/10

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2）
イベント・レジスタ 設定:STATus:OPERation:CH2[:EVENt]?

2.3.249

–/10

–/15

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2）
イベント・イネーブル・レジスタ
設定／問合せ:STATus:OPERation:CH2:ENABle

2.3.250

10/10

10/15

クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・グループ
クエスチョナブル・データ・ステータス・
レジスタ・グループ
コンディション・レジスタ 問合せ:STATus:QUEStionable:CONDition?

2.3.251

–/10

–/10

クエスチョナブル・データ・ステータス・
レジスタ・グループ
トランジッション・フィルタ・レジスタ（負） 設定／問合せ:STATus:QUEStionable:NTRansition

2.3.252

10/10

10/15

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

37

機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せUSB
GPIB

クエスチョナブル・データ・ステータス・
レジスタ・グループ
トランジッション・フィルタ・レジスタ（正） 設定／問合せ:STATus:QUEStionable:PTRansition

2.3.253

10/10

10/10

クエスチョナブル・データ・ステータス・
レジスタ・グループ
イベント・レジスタ 問合せ:STATus:QUEStionable[:EVENt]?

2.3.254

–/10

–/10

クエスチョナブル・データ・ステータス・
レジスタ・グループ
イベント・イネーブル・レジスタ
設定／問合せ:STATus:QUEStionable:ENABle

2.3.255

10/10

10/10

ワーニング・イベント・レジスタ・グループ
イベント・レジスタ 問合せ:STATus:WARNing[:EVENt]?

2.3.256

–/10

–/10

ワーニング・イベント・レジスタ・グループ
イベント・イネーブル・レジスタ
設定／問合せ:STATus:WARNing:ENABle

2.3.257

10/10

10/10

ワーニング・イベント・レジスタ・グループ

ワーニング・イベント・レジスタ・グループ（CH1）
ワーニング・イベント・レジスタ・グループ（CH1）
イベント・レジスタ 問合せ:STATus:WARNing:CH1[:EVENt]?

2.3.258

–/10

–/10

ワーニング・イベント・レジスタ・グループ（CH1）
イベント・イネーブル・レジスタ
設定／問合せ:STATus:WARNing:CH1:ENABle

2.3.259

10/10

10/15

ワーニング・イベント・レジスタ・グループ（CH2）
ワーニング・イベント・レジスタ・グループ（CH2）
イベント・レジスタ 問合せ:STATus:WARNing:CH2[:EVENt]?

2.3.260

–/10

–/10

ワーニング・イベント・レジスタ・グループ（CH2）
イベント・イネーブル・レジスタ
設定／問合せ:STATus:WARNing:CH2:ENABle

2.3.261

10/10

10/10

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

38

機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB
GPIB

その他
機器固有情報 問合せ*IDN?

2.3.262

–/10

–/15

エラーメッセージ 問合せ:SYSTem:ERRor?

2.3.263

–/10

–/15

設定初期化
（ステータスレジスタ等をクリアしない）*RST

2.3.264

330/–

330/–

動作完了イベントビットのセット*OPC

2.3.265

10/–

10/–

動作完了時に出力キーに 1 をセット

*OPC?

2.3.266

–/10

–/10

コマンド，クエリの実行待ち*WAI

2.3.267

10/–

10/–

自己診断結果 問合せ*TST?

2.3.268

–/10

–/10

外部基準周波数入力
設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:ROSCillator:SOURce

2.3.269

15/10

15/15

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

39

2.3

個別コマンド説明

各コマンドの詳細を説明します。

2.3.1

2 チャネル器（WF1974）
チャネルモード 設定／問合せ:CHANnel:MODE■:CHANnel:MODE□:CHANnel:MODE?
説明
チャネル・モードの選択 / 問合せ
設定パラメタINDependent|PHASe|TONE|RATio|DIFFerential
INDependent
→ 独立
PHASe
→ 2 相
TONE
→ 周波数差一定
RATio→ 周波数比一定
DIFFerential→ 差動出力クエリ・パラメタなし
応答形式
IND|PHAS|TONE|RAT|DIFF※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:CHANnel:MODE INDependent
チャネル・モードを独立に設定
備考※本コマンドは 2 チャネル機のみ使用可能

2.3.2

2 チャネル器（WF1974）
周波数差一定モード：周波数差 設定／問合せ:CHANnel:DELTa■:CHANnel:DELTa□:CHANnel:DELTa?
説明
周波数差一定時の周波数差の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 周波数差 :(CH2 周波数 -CH1 周波数 )，分解能 :0.01μHz<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定
クエリ・パラメタ

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

40

[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:CHANnel:DELTa 1KHZ
周波数差を 1kHz に設定
備考※本コマンドは 2 チャネル機のみ使用可能

2.3.3

2 チャネル器（WF1974）
周波数比一定モード：周波数比 設定／問合せ:CHANnel:RATio■:CHANnel:RATio□:CHANnel:RATio?
説明
周波数比一定時の周波数比の設定 / 問合せ
設定パラメタ<value1>|MINimum|MAXimum,<value2>|MINimum|MAXimum<value1> ::= <INT><INT> → CH1 の周波数比 :1 ～ 9,999,999<value2> ::= <INT><INT> → CH2 の周波数比 :1 ～ 9,999,999
MINimum→ 1
MAXimum→ 9,999,999
クエリ・パラメタなし
応答形式<NR1>,<NR1>
設定例:CHANnel:RATio 2,3周波数比を 2:3 に設定
備考※本コマンドは 2 チャネル機のみ使用可能

2.3.4

2 チャネル器（WF1974）
2 チャネル同値動作 設定／問合せ:INSTrument:COUPle■:INSTrument:COUPle□:INSTrument:COUPle?
説明2 チャネル同値設定の選択 / 問合せ
設定パラメタ
ALL|NONEALL
NONE

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）→→

同値設定 オン同値設定 オフ
41

クエリ・パラメタなし
応答形式
ALL|NONE※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:INSTrument:COUPle ALL
2 チャネル同値設定を使用
備考※本コマンドは 2 チャネル機のみ使用可能

2.3.5

出力オン／オフ 設定／問合せ:OUTPut[1|2][:STATe]■:OUTPut[1|2][:STATe]□:OUTPut[1|2][:STATe]?
説明
出力オン / オフの選択 / 問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF
1/ON

:
:

出力オフ
出力オン

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →01: 出力オフ: 出力オン

設定例:OUTPut1:STATe ON
CH1 の出力をオンに設定

2.3.6

電源投入時の出力オン 設定／問合せ:OUTPut[1|2]:PON■:OUTPut[1|2]:PON□:OUTPut[1|2]:PON?
説明
電源オン操作時の出力オン / オフの選択 / 問合せ
設定パラメタON|OFF|LAST
ON
OFF
LAST

→
→
→

出力オン
出力オフ
前回出力オフ操作時の設定

クエリ・パラメタなし
応答形式
ON|OFF|LAST
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

42※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:OUTPut1:PON ON
電源オン操作時の CH1 の出力をオンに設定

2.3.7

オートレンジ動作（出力レンジ） 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage:RANGe:AUTO■[:SOURce[1|2]]:VOLTage:RANGe:AUTO□[:SOURce[1|2]]:VOLTage:RANGe:AUTO?
説明
自動レンジ・オン / オフの選択 / 問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF
1/ON

:
:

自動レンジ・オフ
自動レンジ・オン

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →01: 自動レンジ・オフ: 自動レンジ・オン

設定例:SOURce1:VOLTage:RANGe:AUTO ON
CH1 の自動レンジをオンに設定

2.3.8

位相同期 設定[:SOURce[1|2]]:PHASe:INITiate■[:SOURce[1|2]]:PHASe:INITiate
説明
位相同期の実行
設定パラメタなし

2.3.9

外部加算入力 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:COMBine:FEED■[:SOURce[1|2]]:COMBine:FEED□[:SOURce[1|2]]:COMBine:FEED?
説明
外部加算の選択 / 問合せ
設定パラメタ
OFF||X2|X10
OFF
X2
X10

→
→
→

外部加算を禁止
外部入力の 2 倍を加算
外部入力の 10 倍を加算

クエリ・パラメタ
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

43

なし
応答形式
OFF|X2|X10
設定例:SOURce1:COMBine:FEED X2
外部入力の 2 倍を CH1 の出力に加算

2.3.10 負荷インピーダンス 設定／問合せ:OUTPut[1|2]:LOAD■:OUTPut[1|2]:LOAD□:OUTPut[1|2]:LOAD?
説明
負荷インピーダンスの設定 / 問合せ
設定パラメタ<load>|MINimum|MAXimum|INFinity<load> ::= <INT>[<eunits>][<units>]<INT>→ 負荷インピーダンス:1Ω
分解能:1Ω<eunits> ::= K<units> ::= OHM
MINimum → 1ΩMAXimum → 10kΩINFinity → High-Z～ 10kΩ，

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR1>
設定例
:OUTPut1:LOAD 50OHM
CH1 の負荷インピーダンスを 50Ω に設定

2.3.11 トリガ操作 スイープモード
トリガ源 選択／問合せ:TRIGger[1|2]:SWEep:SOURce■:TRIGger[1|2]:SWEep:SOURce□:TRIGger[1|2]:SWEep:SOURce?
説明
スイープ時のトリガ源の選択 / 問合せ
設定パラメタTIMer|EXTernal|CH1
TIMer→
EXTernal →CH1→

内部トリガ周期によるトリガ
外部トリガ
CH1 の外部トリガ (CH2 のみ選択可能 )クエリ・パラメタなし
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

44

応答形式
TIM|EXT|CH1※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:TRIGger2:SWEep:SOURce EXT
CH2 のスイープ時のトリガ源を外部に設定

2.3.12 トリガ操作 スイープモード
内部トリガ周期 設定／問合せ:TRIGger[1|2]:SWEep:TIMer■:TRIGger[1|2]:SWEep:TIMer□:TRIGger[1|2]:SWEep:TIMer?
説明スイープ時の内部トリガ周期の設定 / 問合せ
設定パラメタ<period>|MINimum|MAXimum<period> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 周期:100.0μs ～ 10,000s，
分解能 :5 桁または 0.1μs<eunits> ::= MA|K|M|U|N<units> ::= S
MINimum→ 100.0μs
MAXimum→ 10,000s
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:TRIGger1:SWEep:TIMer 1MS
スイープ時の CH1 の内部トリガ周期を 1ms に設定

2.3.13 トリガ操作 スイープモード
外部トリガ信号極性 選択／問合せ:TRIGger[1|2]:SWEep:SLOPe■:TRIGger[1|2]:SWEep:SLOPe□:TRIGger[1|2]:SWEep:SLOPe?
説明
スイープ時の外部トリガ極性の選択 / 問合せ
設定パラメタPOSitive|NEGative|OFF
POSitive → 立ち上がり
NEGative → 立ち下がりOFF→ 禁止
クエリ・パラメタなし
応答形式
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

45

POS|NEG|OFF※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:TRIGger:SWEep:SLOPe NEGative
スイープ時の外部トリガ極性を立ち下がりに設定

2.3.14 トリガ操作 バーストモード
トリガ源 選択／問合せ:TRIGger[1|2]:BURSt:SOURce■ :TRIGger[1|2]:BURSt:SOURce□:TRIGger[1|2]:BURSt:SOURce?
説明
バースト時のトリガ源の選択 / 問合せ
設定パラメタTIMer|EXTernal|CH1
TIMer→
EXTernal →CH1→

内部トリガ周期によるトリガ
外部トリガ
CH1 の外部トリガ (CH2 のみ選択可能 )クエリ・パラメタなし
応答形式
TIM|EXT|CH1※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:TRIGger2:BURSt:SOURce EXT
CH2 のバースト時のトリガ源を外部に設定

2.3.15 トリガ操作 バーストモード
内部トリガ周期 設定／問合せ:TRIGger[1|2]:BURSt:TIMer■:TRIGger[1|2]:BURSt:TIMer□:TRIGger[1|2]:BURSt:TIMer?
説明
バースト時の内部トリガ周期の設定 / 問合せ
設定パラメタ<period>|MINimum|MAXimum<period> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL>→ 周期:1.0μs ～ 1,000s，
分解能:5 桁または 0.1μs<eunits>::= MA|K|M|U|N<units>::= S
MINimum→ 1.0μs
MAXimum→ 1,000s
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

46

応答形式
<NR3>
設定例
:TRIGger1:BURSt:TIMer 1MS
バースト時の CH1 の内部トリガ周期を 1ms に設定

2.3.16 トリガ操作 バーストモード
外部トリガ信号極性 選択／問合せ:TRIGger[1|2]:BURSt:SLOPe■:TRIGger[1|2]:BURSt:SLOPe□:TRIGger[1|2]:BURSt:SLOPe?
説明
バースト時の外部トリガ極性の選択 / 問合せ
設定パラメタPOSitive|NEGative|OFF
POSitive → 立ち上がり
NEGative → 立ち下がりOFF→ 禁止
クエリ・パラメタなし
応答形式
POS|NEG|OFF※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:TRIGger:BURSt:SLOPe NEGative
バースト時の外部トリガ極性を立ち下がりに設定

2.3.17 トリガ操作マニュアルトリガ（MAN TRIG キー操作）
*TRG
■*TRG
説明
[MANUAL TRIGGER] ボタン押下時のトリガ実行と同じ動作
設定パラメタなし
備考※チャネル指定はできません。CH1 に対するトリガとなります。
※発振モードによって，使用できない場合があります ( 表 2.3 参照 )。

2.3.18 トリガ操作マニュアルトリガ（MAN TRIG キー操作）:TRIGger[1|2][:SEQuence][:IMMediate]■:TRIGger[1|2][:SEQuence][:IMMediate]
説明[MANUAL TRIGGER] ボタン押下時のトリガ実行と同じ動作
設定パラメタWF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

47

なし
備考
※発振モードによって，使用できない場合があります ( 表 2.3 参照 )。

2.3.19 トリガ操作
実行制御 設定:TRIGger[1|2]:SELected:EXECute■:TRIGger[1|2]:SELected:EXECute
説明
各発振モードの制御
設定パラメタ
変調発振モード
STARt|STOP
STARt → 開始
STOP
→ 停止
スイープ発振モード
STARt|STOP|HOLD|RESumeSTARt → 開始
STOP
→ 停止
HOLD
→ ホールドRESume → リジューム
シーケンス
STARt|STOP|ISTop|HOLD|RESume|EBRanch
STARt → 開始
STOP
→ 停止
ISTop
→ 強制終了HOLD→ ホールドRESume → リジューム
EBRanch → イベントブランチ
備考※シーケンスモードでの”[1|2]”の有無は動作に影響を与えません。
※バースト発振モードでは使用できません。

2.3.20 周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency[:CW|:FIXed]■[:SOURce[1|2]]:FREQuency[:CW|:FIXed]□[:SOURce[1|2]]:FREQuency[:CW|:FIXed]?
説明オシレータの周波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL>→ 周波数 :0.01μHz ～ 30MHz，
分解能 :0.01μHz※設定範囲は，波形及び発振モードにより異なります。
<eunits>::= M( メガ )|K|U|N<units>::= HZ|USERMINimum→ 最大値の設定
MAXimum→ 最小値の設定
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

48クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FREQuency:CW 1MHZ
CH1 の周波数を 1MHz に設定
備考※本コマンドでシーケンスの周波数の設定 / 問合せはできません。

2.3.21 周波数 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:UNIT■[:SOURce[1|2]]:FREQuency:UNIT□[:SOURce[1|2]]:FREQuency:UNIT?
説明
周波数単位の選択 / 問合せ
設定パラメタ
HZ|USER
HZ
USER

→
→

Hz
ユーザ単位

クエリ・パラメタ：なし
応答形式
HZ|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:FREQuency:UNIT HZ
CH1 の周波数単位を Hz に設定
備考※本コマンドはシステム単位の設定コマンドなので筐体画面には反映されません。
※システム単位については 2.6 章を参照してください。

2.3.22 周波数 ユーザ単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:USER■[:SOURce[1|2]]:FREQuency:USER□[:SOURce[1|2]]:FREQuency:USER?
説明
周波数のユーザ単位の設定 / 問合せ
設定パラメタ[<name>],[<form>],[<m>],[<n>]<name> ::= <STR><STR>→ ユーザ単位名 (4 文字まで )※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<form> ::= LINear|LOGarithmic
LINear→ リニア
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

49

<m>

<n>

LOGarithmic→ ログ※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )::= <REAL>|MINimum|MAXimum<REAL>→ m( スケール )MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )::= <REAL>|MINimum|MAXimum<REAL>→ n( オフセット )MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )クエリ・パラメタなし
応答形式<name>,<form>,<m>,<n><name> ::= <STR><form> ::= LIN|LOG<m>::= <NR3><n>::= <NR2>※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:FREQuency:USER "kHz",LINear,1000,0
CH1 の周波数のユーザ単位として "kHz" を設定

2.3.23 振幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?
説明
オシレータの振幅の設定 / 問合せ
設定パラメタ<amplitude>|MINimum|MAXimum<amplitude> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 振幅
:0Vp-p ～ 20Vp-p / 開放，
0Vp-p ～ 10Vp-p / 50Ω，
分解能 :(999.9mVp-p 以下 )4 桁または 0.1mVp-p，(1Vp-p 以上 )5 桁または 1mVp-p<eunits> ::= M<units>::= VPP|VPK|VRMS|DBV|DBM|USERMINimum→ 0Vp-p
MAXimum→ 20Vp-p / 開放，10Vp-p / 50Ω
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

50

:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude 10VPP
CH1 の振幅を 10Vp-p に設定
備考※本コマンドでシーケンスの振幅の設定 / 問合せはできません。

2.3.24 振幅 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:UNIT■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:UNIT□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:UNIT?
説明
振幅単位の選択 / 問合せ
設定パラメタ
VPP|VPK|VRMS|DBV|DBM|USER
VPP→ Vp-p
VPK→ Vpk
VRMS → Vrms
DBV
→ dBV
DBM
→ dBm
USER
→ ユーザ単位
クエリ・パラメタなし
応答形式
VPP|VPK|VRMS|DBV|DBM|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude:UNIT VPP
CH1 の振幅単位を Vp-p に設定
備考※本コマンドはシステム単位の設定コマンドなので筐体画面には反映されません。
※システム単位については 2.6 章を参照してください。

2.3.25 振幅 ユーザ単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:USER■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:USER□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:USER?
説明
振幅のユーザ単位の設定 / 問合せ
設定パラメタ[<name>],[<form>],[<m>],[<n>]<name> ::= <STR><STR>→ ユーザ単位名 (4 文字まで )※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<form> ::= LINear|LOGarithmic
LINear→ リニア
LOGarithmic→ ログ※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<m>::= <REAL>|MINimum|MAXimum<REAL>→ m( スケール )WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

51

<n>

MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )::= <REAL>|MINimum|MAXimum<REAL>→ n( オフセット )MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )クエリ・パラメタなし
応答形式<name>,<form>,<m>,<n><name> ::= <STR><form> ::= LIN|LOG<m>::= <NR3><n>::= <NR2>※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude:USER "mVpk",LINear,0.001,0CH1 の振幅のユーザ単位として "mVpk" を設定

2.3.26 DC オフセット 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet?
説明
オシレータの DC オフセットの設定 / 問合せ
設定パラメタ<offset>|MINimum|MAXimum<offset> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → DC オフセット :分解能<eunits><units>MINimum→
MAXimum→± 10V / 開放，± 5V / 50Ω，: ( ± 499.9mV 以下 )4 桁または 0.1mV，( ± 0.5V 以上 )5 桁または 1mV::= M::= V|USER-10V / 開放，-5V / 50Ω
10V / 開放，
5V / 50Ω

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:OFFSet 2.5V
CH1 の DC オフセットを 2.5V に設定
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

52

2.3.27 DC オフセット 単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:UNIT■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:UNIT□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:UNIT
説明
DC オフセット単位の選択 / 問合せ
設定パラメタ
V|USER
V
USER

→
→

V
ユーザ単位

クエリ・パラメタなし
応答形式
V|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:OFFSet:UNIT V
CH1 の DC オフセットを V に設定
備考※本コマンドはシステム単位の設定コマンドなので筐体画面には反映されません。
※システム単位については 2.6 章を参照してください。

2.3.28 DC オフセット ユーザ単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:USER■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:USER□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:USER?
説明
DC オフセットのユーザ単位の設定 / 問合せ
設定パラメタ[<name>],[<form>],[<m>],[<n>]<name> ::= <STR><STR>→ ユーザ単位名 (4 文字まで )※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<form> ::= LINear|LOGarithmic
LINear→ リニア
LOGarithmic→ ログ※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<m>::= <REAL>|MINimum|MAXimum<REAL>→ m( スケール )MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<n>::= <REAL>|MINimum|MAXimum<REAL>→ n( オフセット )MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

53クエリ・パラメタなし
応答形式<name>,<form>,<m>,<n><name> ::= <STR><form> ::= LIN|LOG<m>::= <NR3><n>::= <NR2>※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:OFFSet:USER "mV",LINear,0.001,0CH1 の DC オフセットのユーザ単位を "mV" に設定

2.3.29 位相 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe[:ADJust]■[:SOURce[1|2]]:PHASe[:ADJust]□[:SOURce[1|2]]:PHASe[:ADJust]?
説明
オシレータの位相の設定 / 問合せ
設定パラメタ<phase>|MINimum|MAXimum<phase> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 位相:-1800.000° ～ 1800.000°，
分解能 :0.001°<units> ::= DEG|USERMINimum→ -1800.000°
MAXimum→ 1800.000°
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PHASe:ADJust 90DEG
CH1 の位相を 90°に設定

2.3.30 位相 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:UNIT■[:SOURce[1|2]]:PHASe:UNIT□[:SOURce[1|2]]:PHASe:UNIT?
説明
位相単位の選択 / 問合せ
設定パラメタ
DEG|USER
DEG
USER

→
→

°
ユーザ単位

クエリ・パラメタ
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

54

なし
応答形式
DEG|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:PHASe:UNIT DEG
CH1 の 位相の単位を ° に設定
備考※本コマンドはシステム単位の設定コマンドなので筐体画面には反映されません。
※システム単位については 2.6 章を参照してください。

2.3.31 位相 ユーザ単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:USER■[:SOURce[1|2]]:PHASe:USER□[:SOURce[1|2]]:PHASe:USER?
説明
位相のユーザ単位の設定 / 問合せ
設定パラメタ[<name>],[<form>],[<m>],[<n>]<name> ::= <STR><STR>→ ユーザ単位名 (4 文字まで )※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<form> ::= LINear|LOGarithmic
LINear→ リニア
LOGarithmic→ ログ※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<m>::= <REAL>|MINimum|MAXimum<REAL>→ m( スケール )MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<n>::= <REAL>|MINimum|MAXimum<REAL>→ n( オフセット )MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )クエリ・パラメタなし
応答形式<name>,<form>,<m>,<n><name> ::= <STR><form> ::= LIN|LOG<m>::= <NR3><n>::= <NR2>※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:PHASe:USER "rad",LINear,57.32,0
CH1 の位相のユーザ単位として "rad" を設定

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

55

2.3.32 出力電圧範囲 ハイレベル 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH?
説明
ハイレベルの設定 / 問合せ
設定パラメタ<high>|MINimum|MAXimum<high> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → ハイレベル※設定範囲は，状態により異なります。
<eunits> ::= M<units> ::= V|USERMINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:HIGH 5V
CH1 のハイレベルを 5V に設定

2.3.33 出力電圧範囲 ハイレベル 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH:UNIT■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH:UNIT□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH:UNIT?
説明
ハイレベルの単位の選択 / 問合せ
設定パラメタ
V|USER
V
USER

→
→

V
ユーザ単位

クエリ・パラメタなし
応答形式
V|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:HIGH:UNIT V
CH1 のハイレベルの単位を V に設定
備考※ユーザ単位については，DC オフセットのユーザ単位と同じになります。
※本コマンドはシステム単位の設定コマンドなので筐体画面には反映されません。
※システム単位については 2.6 章を参照してください。
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

56

2.3.34 出力電圧範囲 ローレベル 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW?
説明
ローレベルの設定 / 問合せ
設定パラメタ<low>|MINimum|MAXimum<low> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → ローレベル※設定範囲は，状態により異なります。
<eunits> ::= M<units>::= V|USERMINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:LOW 0V
CH1 のローレベルを 0V に設定

2.3.35 出力電圧範囲 ローレベル 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW:UNIT■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW:UNIT□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW:UNIT?
説明
ローレベルの単位の選択 / 問合せ
設定パラメタ
V|USER
V
USER→ V→ ユーザ単位

クエリ・パラメタなし
応答形式
V|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:LOW:UNIT V
CH1 のローレベルの単位を V に設定
備考※ユーザ単位については，DC オフセットのユーザ単位と同じになります。
※本コマンドはシステム単位の設定コマンドなので筐体画面には反映されません。
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）57※システム単位については 2.6 章を参照してください。

2.3.36 方形波／パルス波 共用
デューティ 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:UNIT■[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:UNIT□[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:UNIT?
説明
位相単位の選択 / 問合せ
設定パラメタPCT|USER
PCT
USER

→
→

%
ユーザ単位

クエリ・パラメタなし
応答形式
PCT|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:PULSe:DCYCle:UNIT PCT
CH1 のデューティを % に設定
備考※本コマンドはシステム単位の設定コマンドなので筐体画面には反映されません。
※システム単位については 2.6 章を参照してください。

2.3.37 方形波／パルス波 共用
デューティ ユーザ単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:USER■[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:USER□[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:USER?
説明
デューティのユーザ単位の設定 / 問合せ
設定パラメタ[<name>],[<form>],[<m>],[<n>]<name> ::= <STR><STR>→ ユーザ単位名 (4 文字まで )※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<form> ::= LINear|LOGarithmic
LINear→ リニア
LOGarithmic→ ログ※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<m>::= <REAL>|MINimum|MAXimum<REAL>→ m( スケール )MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<n>::= <REAL>|MINimum|MAXimum<REAL>→ n( オフセット )WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

58

MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )クエリ・パラメタなし
応答形式<name>,<form>,<m>,<n><name> ::= <STR><form> ::= LIN|LOG<m>::= <NR3><n>::= <NR2>※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:PHASe:USER "INTN",LINear,100,0CH1 のデューティのユーザ単位として "INTN" を設定

2.3.38 方形波
デューティ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SQUare:DCYCle■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SQUare:DCYCle□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SQUare:DCYCle?
説明
オシレータのデューティ ( 方形波 ) の設定 / 問合せ※デューティの設定範囲は，発振周波数により変化します。
設定パラメタ<duty>|MINimum|MAXimum<duty> ::= <REAL>[<units>]<REAL> →デューティ ( 方形波 ) :( 標準範囲 )0.0100% ～ 99.9900%，( 拡張範囲 )0.0000% ～ 100.0000%，
分解能 :0.0001%<units> ::=PCT|USER
MINimum→( 標準範囲 )0.0100%，( 拡張範囲 )0.0000%
MAXimum→( 標準範囲 )99.9900%，( 拡張範囲 )100.0000%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum
MAXimum→→

最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:SQUare:DCYCle 20PCT
CH1 のディーティ ( 方形波 ) を 20% に設定
備考※方形波のデューティ拡張範囲を有効にするには，2.3.50 方形波 拡張オン／オフ選択"[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SQUare:EXTend" でオンを設定してください。
※本コマンドでシーケンスの周波数の設定 / 問合せはできません。
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

592.3.39 パルス波
デューティ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle■[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle□[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle?
説明
デューティ ( パルス波 ) の設定 / 問合せ※デューティの設定範囲は，発振周波数により変化します。
設定パラメタ<duty>|MINimum|MAXimum<duty> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → デューティ ( パルス波 ) :0.0170% ～ 99.9830%，
分解能:0.0001<units> ::= PCT|USERMINimum→ 0.0170%
MAXimum→ 99.9830%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:PULSe:DCYCle 20PCT
CH1 のディーティ ( パルス波 ) を 20% に設定

2.3.40 パルス波
パルス幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:WIDTh■[:SOURce[1|2]]:PULSe:WIDTh□[:SOURce[1|2]]:PULSe:WIDTh?
説明
パルス幅の設定 / 問合せ
設定パラメタ<width>|MINimum|MAXimum<width> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → パルス幅 :25.50ns ～ 99.9830Ms，
分解能:周期の 0.001% 以下または 0.01ns<eunits> ::= MA|K|M|U|N<units>::= S
MINimum→ 最小値の設定
MAXimum → 最大値の設定
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum → 最大値の問合せ
応答形式
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）60<NR3>
設定例:SOURce1:PULSe:WIDTh 1ms
CH1 のパルス幅を 1ms に設定

2.3.41 パルス波
立ち上がり時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:TRANsition[:LEADing]■[:SOURce[1|2]]:PULSe:TRANsition[:LEADing]□[:SOURce[1|2]]:PULSe:TRANsition[:LEADing]?
説明
パルス波の立ち上がり時間の設定 / 問合せ
設定パラメタ<seconds>|MINimum|MAXimum<seconds> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 立ち上がり時間 :15.0ns ～ 58.8Ms，
分解能:3 桁または 0.1ns<eunits> ::= MA|K|M|U|N<units>::= S
MINimum→ 15.0ns
MAXimum→ 58.8Ms
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PULSe:TRANsition:LEADing 1ms
CH1 のパルス波の立ち上がり時間を 1ms に設定

2.3.42 パルス波
立ち下がり時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:TRANsition:TRAiling■[:SOURce[1|2]]:PULSe:TRANsition:TRAiling□[:SOURce[1|2]]:PULSe:TRANsition:TRAiling?
説明
パルス波の立ち下がり時間の設定 / 問合せ
設定パラメタ<seconds>|MINimum|MAXimum<seconds> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 立ち下がり時間 :15.0ns ～ 58.8Ms，
分解能:3 桁または 0.1ns<eunits> ::= MA|K|M|U|N<units> ::= S
MINimum→ 15.0ns
MAXimum→ 58.8Ms
クエリ・パラメタ
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

61

[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PULSe:TRANsition:TRAiling 1ms
CH1 のパルス波の立ち下がり時間を 1ms に設定

2.3.43 パルス波
周期 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod■[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod□[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod?
説明
周期の設定 / 問合せ
設定パラメタ<period>|MINimum|MAXimum<period> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 周期 : 33.33 ns ～ 100Ms※設定範囲は，波形及び発振モードにより異なります。
<eunits> ::= MA|K|M|U|N<units> ::= S|USERMINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PULSe:PERiod 1US
CH1 の周期を 1μs に設定

2.3.44 パルス波
周期単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod:UNIT■[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod:UNIT□[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod:UNIT?
説明
周期単位の選択 / 問合せ
設定パラメタS|USER
S
USER

→
→

s
ユーザ単位

クエリ・パラメタ
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

62

なし
応答形式
S|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:PULSe:PERiod:UNIT S
CH1 の周期単位を s に設定
備考※本コマンドはシステム単位の設定コマンドなので筐体画面には反映されません。
※システム単位については 2.6 章を参照してください。

2.3.45 パルス波
周期 ユーザ単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod:USER■[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod:USER□[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod:USER?
説明
周期のユーザ単位の設定 / 問合せ
設定パラメタ[<name>],[<form>],[<m>],[<n>]<name> ::= <STR><STR>→ ユーザ単位名 (4 文字まで )※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<form> ::= LINear|LOGarithmic
LINear→ リニア
LOGarithmic→ ログ※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<m>::= <REAL>|MINimum|MAXimum<REAL>→ m( スケール )MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<n>::= <REAL>|MINimum|MAXimum<REAL>→ n( オフセット )MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )クエリ・パラメタなし
応答形式<name>,<form>,<m>,<n><name> ::= <STR><form> ::= LIN|LOG<m>::= <NR3><n>::= <NR2>※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:PULSe:PERiod:USER "ms",LINear,0.001,0CH1 の周期のユーザ単位として "ms" を設定
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

632.3.46 ランプ波
シンメトリ 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:RAMP:SYMMetry■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:RAMP:SYMMetry□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:RAMP:SYMMetry?
説明
ランプ波のシンメトリの設定 / 問合せ
設定パラメタ<symmetry>|MINimum|MAXimum<symmetry> ::= <REAL>[<units>]<REAL> →シンメトリ
分解能<units> ::=PCTMINimum→ 0.00%
MAXimum→ 100.00%:0.00% ～ 100.00%，:0.01%

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:RAMP:SYMMetry 20PCT
CH1 のランプ波のシンメトリを 20% に設定

2.3.47 波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion[:SHAPe]■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion[:SHAPe]□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion[:SHAPe]?
説明
波形の設定 / 問合せ
設定パラメタ
DC|NOISe|SINusoid|SQUare|PULSe|RAMP|USINe|CSINe|CFCSine|ACSine|SSINe|MCSine|ONPSine|OFPSine|CONSine|COFSine|GAUSsian|LORentz|HAVersine|HSPulse|TPULse|SINC|ERISe|EFALl|SOLStep|DOSCillation|OSURge|PSURge|TOFFset|HSEPulse|BRRamp
|USER
DC
→ DC
NOISe
→ ノイズ
SINusoid→ 正弦波
SQUare→ 方形波
PULSe→ パルス波
RAMP→ ランプ波
USINe→ 不平衡正弦波
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

64

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

CSINe
CFCSineACSineSSINe
MCSine
ONPSine
OFPSineCONSine
COFSineGAUSsian
LORentz
HAVersine
HSPulseTPULse
SINC
ERISe
EFALl
SOLStep
DOSCillation
OSURgePSURgeTOFFset
HSEPulse
BRRampUSER

飽和正弦波
CF 制御正弦波
導通角制御正弦波
階段状正弦波複数周期正弦波
投入位相制御正弦波
遮断位相制御正弦波
チャタリング投入正弦波
チャタリング遮断正弦波
ガウシャンパルス
ローレンツパルス
ハーバサイン
正弦半波パルス
台形パルス
Sin(x)/x
指数立ち上がり
指数立ち下がり
2 次 LPF ステップ応答
減衰振動
振動サージ
パルスサージオフセット付き台形波
ハーフサインエッジパルス
底面基準ランプ波
任意波

クエリ・パラメタなし
応答形式
DC|NOIS|SIN|SQU|PULS|RAMP|USIN|CSIN|CFCS|ACS|SSIN|MCS|ONPS|OFPS|CONS|COFS|GAUS|LOR|HAV|HSP|TPUL|SINC|ERIS|EFAL|SOLS|DOSC|OSUR|PSUR|TOFF|HSEP|BRR|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:FUNCtion:SHAPe RAMP
CH1 の波形をランプ波に設定

2.3.48 波形極性 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:POLarity■:OUTPut[1|2]:POLarity□:OUTPut[1|2]:POLarity?
説明
波形の極性の選択 / 問合せ
設定パラメタ<shape>,<polarity><shape> ::=WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

SINusoid|SQUare|PULSe|RAMP
65

|USINe|CSINe|CFCSine|ACSine|SSINe|MCSine|ONPSine|OFPSine|CONSine|COFSine|GAUSsian|LORentz|HAVersine|HSPulse|TPULse|SINC|ERISe|EFALl|SOLStep|DOSCillation|OSURge|PSURge|TOFFset|HSEPulse|BRRamp|USER
SINusoid→ 正弦波
SQUare→ 方形波
PULSe→ パルス波
RAMP→ ランプ波
USINe→ 不平衡正弦波
CSINe→ 飽和正弦波
CFCSine→ CF 制御正弦波
ACSine→ 導通角制御正弦波
SSINe→ 階段状正弦波
MCSine→ 複数周期正弦波
ONPSine→ 投入位相制御正弦波
OFPSine→ 遮断位相制御正弦波
CONSine→ チャタリング投入正弦波
COFSine→ チャタリング遮断正弦波
GAUSsian→ ガウシャンパルス
LORentz→ ローレンツパルス
HAVersine→ ハーバサイン
HSPulse→ 正弦半波パルス
TPULse→ 台形パルス
SINC→ Sin(x)/xERISe→ 指数立ち上がり
EFALl→ 指数立ち下がり
SOLStep→ 2 次 LPF ステップ応答
DOSCillation→ 減衰振動
OSURge→ 振動サージ
PSURge→ パルスサージ
TOFFset→ オフセット付き台形波
HSEPulse→ ハーフサインエッジパルス
BRRamp→ 底面基準ランプ波
USER
→ 任意波
<polarity> ::= NORMal|INVerted
NORMal→ ノーマル
INVerted→ 反転
クエリ・パラメタ<shape> ::=SINusoid|SQUare|PULSe|RAMP|USINe|CSINe|CFCSine|ACSine|SSINe|MCSine|ONPSine|OFPSine|CONSine|COFSine|GAUSsian|LORentz|HAVersine|HSPulse|TPULse|SINC|ERISe|EFALl|SOLStep|DOSCillation|OSURge|PSURge|TOFFset|HSEPulse|BRRamp|USER※各パラメタの意味については設定パラメタを参照

応答形式
NORM|INVWF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

66※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:OUTPut1:POLarity SINusoid,NORMal
CH1 の正弦波の極性をノーマルに設定

2.3.49 振幅範囲 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SCALe■:OUTPut[1|2]:SCALe□:OUTPut[1|2]:SCALe?
説明
波形の振幅範囲の選択 / 問合せ
設定パラメタ<shape>,<scale><shape> ::=SINusoid|SQUare|PULSe|RAMP|USINe|CSINe|CFCSine|ACSine|SSINe|MCSine|ONPSine|OFPSine|CONSine|COFSine|GAUSsian|LORentz|HAVersine|HSPulse|TPULse|SINC|ERISe|EFALl|SOLStep|DOSCillation|OSURge|PSURge|TOFFset|HSEPulse|BRRamp|USER
SINusoid→ 正弦波
SQUare→ 方形波
PULSe→ パルス波
RAMP→ ランプ波
USINe→ 不平衡正弦波
CSINe→ 飽和正弦波
CFCSine→ CF 制御正弦波
ACSine→ 導通角制御正弦波
SSINe→ 階段状正弦波
MCSine→ 複数周期正弦波
ONPSine→ 投入位相制御正弦波
OFPSine→ 遮断位相制御正弦波
CONSine→ チャタリング投入正弦波
COFSine→ チャタリング遮断正弦波
GAUSsian→ ガウシャンパルス
LORentz→ ローレンツパルス
HAVersine→ ハーバサイン
HSPulse→ 正弦半波パルス
TPULse→ 台形パルス
SINC→ Sin(x)/xERISe→ 指数立ち上がり
EFALl→ 指数立ち下がり
SOLStep→ 2 次 LPF ステップ応答
DOSCillation→ 減衰振動
OSURge→ 振動サージ
PSURge→ パルスサージ
TOFFset→ オフセット付き台形波
HSEPulse→ ハーフサインエッジパルス
BRRamp→ 底面基準ランプ波
USER
→ 任意波

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）67<scale>クエリ・パラメタ<shape>::= MFS|FS|PFS
MFS
FS
PFS

→
→
→

-FS/0
± FS
0/+FS

::=

SINusoid|SQUare|PULSe|RAMP|USINe|CSINe|CFCSine|ACSine|SSINe|MCSine|ONPSine|OFPSine|CONSine|COFSine|GAUSsian|LORentz|HAVersine|HSPulse|TPULse|SINC|ERISe|EFALl|SOLStep|DOSCillation|OSURge|PSURge|TOFFset|HSEPulse|BRRamp|USER※各パラメタの意味については設定パラメタを参照

応答形式
MFS|FS|PFS※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:OUTPut1:SCALe SINusoid,FS
CH1 の正弦波の振幅範囲を± FS に設定

2.3.50 方形波
拡張オン／オフ 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SQUare:EXTend■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SQUare:EXTend□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SQUare:EXTend?
説明
方形波拡張オン / オフの選択 / 問合せ
設定パラメタ<state>

::=

<BOL>
<BOL>

→

0/OFF
1/ON

: 方形波拡張オフ: 方形波拡張オン

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →01: 方形波拡張オフ: 方形波拡張オン

設定例:SOURce1:FUNCtion:SQUare:EXTend ON
CH1 の方形波拡張をオンに設定

2.3.51 不平衡正弦波
前半振幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:USINe:AMPLitude[1]■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:USINe:AMPLitude[1]□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:USINe:AMPLitude[1]?
説明WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）68不平衡正弦波の前半振幅の設定 / 問合せ
設定パラメタ<amplitude>|MINimum|MAXimum<amplitude>::= <REAL>[<units>]<REAL>→ 前半振幅 :-100.00% ～ 100.00%，
分解能:0.01%<units>::= PCT
MINimum→ -100.00%
MAXimum→ 100.00%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:USINe:AMPLitude1 20PCT
CH1 の不平衡正弦波の前半振幅を 20%に設定

2.3.52 不平衡正弦波
後半振幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:USINe:AMPLitude2■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:USINe:AMPLitude2□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:USINe:AMPLitude2?
説明
不平衡正弦波の後半振幅の設定 / 問合せ
設定パラメタ<amplitude>|MINimum|MAXimum<amplitude> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 後半振幅 :-100.00% ～ 100.00%，
分解能:0.01%<units> ::= PCT
MINimum→ -100.00%
MAXimum→ 100.00%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:USINe:AMPLitude2 20PCT
CH1 の不平衡正弦波の後半振幅を 20%に設定

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

692.3.53 飽和正弦波
クリップ率 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:CSINe:CLIP■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:CSINe:CLIP□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:CSINe:CLIP?
説明
飽和正弦波のクリップ率の設定 / 問合せ
設定パラメタ<clip>|MINimum|MAXimum<clip> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → クリップ率 :0.00% ～ 99.99%，
分解能:0.01%<units> ::= PCT
MINimum→ 0.00%
MAXimum→ 99.99%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:CSINe:CLIP 20PCT
CH1 の飽和正弦波のクリップ率を 20%に設定

2.3.54 CF 制御正弦波
クレストファクタ 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:CFCSine:CFACtor■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:CFCSine:CFACtor□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:CFCSine:CFACtor?
説明
CF 制御正弦波のクレストファクタの設定 / 問合せ
設定パラメタ<cf>|MINimum|MAXimum<cf> ::= <REAL><REAL> →MINimum
MAXimum

クレストファクタ :1.41 ～ 10.00，
分解能
:0.01

→ 1.41→ 10.00

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

70

:SOURce1:FUNCtion:CFCSine:CFACtor 5.00
CH1 の CF 制御正弦波のクレストファクタを 5.00 に設定

2.3.55 導通角制御正弦波
導通角 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:ACSine:ANGLe■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:ACSine:ANGLe□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:ACSine:ANGLe?
説明
導通角制御正弦波の導通角の設定 / 問合せ
設定パラメタ<angle>|MINimum|MAXimum<angle> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 導通角 :-180.00° ～ 180.00°，
分解能 :0.01°<units> ::= DEG
MINimum→ -180.00°
MAXimum→ 180.00°
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:ACSine:ANGLe 30DEG
CH1 の導通角制御正弦波の導通角を 30°に設定

2.3.56 階段状正弦波
段数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SSINe:STEPs■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SSINe:STEPs□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SSINe:STEPs?
説明
階段状正弦波の段数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<steps>|MINimum|MAXimum<steps> ::= <INT>
<INT>
→ 段数
MINimum→ 2
MAXimum→ 100:2 ～ 100，

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR1>
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

71

設定例
:SOURce1:FUNCtion:SSINe:STEPs 10
CH1 の階段状正弦波の段数を 10 に設定

2.3.57 複数周期正弦波
周期数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:MCSine:CYCLes■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:MCSine:CYCLes□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:MCSine:CYCLes?
説明
複数周期正弦波の周期数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<cycles>|MINimum|MAXimum<cycles> ::= <REAL><REAL> → 周期数
分解能
MINimum→ 0.01MAXimum→ 50.00:0.01 ～ 50.00，:0.01

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:MCSine:CYCLes 0.2
CH1 の複数周期正弦波の周期数を 0.2 に設定

2.3.58 複数周期正弦波
開始位相 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:MCSine:PHASe■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:MCSine:PHASe□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:MCSine:PHASe?
説明
複数周期正弦波の開始位相の設定 / 問合せ
設定パラメタ<clip>|MINimum|MAXimum<clip> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 開始位相 :-360.00° ～ 360.00°，
分解能:0.01°<units> ::= DEG
MINimum→ -360.00°
MAXimum→ 360.00°
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ応答形式
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）72<NR3>
設定例:SOURce1:FUNCtion:MCSine:PHASe 30DEG
CH1 の複数周期正弦波の開始位相を 30°に設定

2.3.59 投入位相制御正弦波
投入完了位相 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:ONPSine:ONPHase■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:ONPSine:ONPHase□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:ONPSine:ONPHase?
説明
投入位相制御正弦波の投入完了位相の設定 / 問合せ
設定パラメタ<phase>|MINimum|MAXimum<phase> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 投入完了位相 :0.00° ～ 360.00°，
分解能:0.01°<units> ::= DEG
MINimum→ 0.00°
MAXimum→ 360.00°
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:ONPSine:ONPHase 30DEG
CH1 の投入位相制御正弦波の投入完了位相を 30°に設定

2.3.60 投入位相制御正弦波
投入傾斜時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:ONPSine:STIMe■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:ONPSine:STIMe□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:ONPSine:STIMe?
説明
投入位相制御正弦波の投入傾斜時間の設定 / 問合せ
設定パラメタ<time>|MINimum|MAXimum<time> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 投入傾斜時間
分解能<units> ::= PCT
MINimum→ 0.00%
MAXimum→ 50.00%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）:0.00% ～ 50.00%，:0.01%

最小値の問合せ73

MAXimum→

最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:ONPSine:STIMe 20PCT
CH1 の投入位相制御正弦波の投入傾斜時間を 20%に設定

2.3.61 遮断位相制御正弦波
遮断開始位相 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:OFPSine:OFPHase■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:OFPSine:OFPHase□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:OFPSine:OFPHase?
説明
遮断位相制御正弦波の遮断開始位相の設定 / 問合せ
設定パラメタ<phase>|MINimum|MAXimum<phase> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 遮断開始位相 :0.00° ～ 360.00°，
分解能:0.01°<units> ::= DEG
MINimum→ 0.00°
MAXimum→ 360.00°
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:OFPSine:OFPHase 30DEG
CH1 の遮断位相制御正弦波の遮断開始位相を 30°に設定

2.3.62 遮断位相制御正弦波
遮断傾斜時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:OFPSine:STIMe■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:OFPSine:STIMe□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:OFPSine:STIMe?
説明
遮断位相制御正弦波の遮断傾斜時間の設定 / 問合せ
設定パラメタ<time>|MINimum|MAXimum<time> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 遮断傾斜時間
分解能<units> ::= PCT
MINimum→ 0.00%
MAXimum→ 50.00%
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）:0.00% ～ 50.00%，:0.01%

74クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:OFPSine:STIMe 20PCT
CH1 の遮断位相制御正弦波の遮断傾斜時間を 20%に設定

2.3.63 チャタリング投入正弦波
投入開始位相 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:CONSine:ONPHase■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:CONSine:ONPHase□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:CONSine:ONPHase?
説明
チャタリング投入正弦波の投入開始位相の設定 / 問合せ
設定パラメタ<phase>|MINimum|MAXimum<phase> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 投入開始位相
分解能<units> ::= DEG
MINimum→ 0.00°
MAXimum→ 360.00°:0.00° ～ 360.00°，:0.01°

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:CONSine:ONPHase 30DEG
CH1 のチャタリング投入正弦波の投入開始位相を 30°に設定

2.3.64 チャタリング投入正弦波
チャタリング回数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:CONSine:NCHattering■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:CONSine:NCHattering□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:CONSine:NCHattering?
説明
チャタリング投入正弦波のチャタリング回数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<chattering>|MINimum|MAXimum<chattering> ::= <INT><INT>→ チャタリング回数
MINimum→ 0
MAXimum→ 3
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）:0 ～ 3，75

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR1>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:CONSine:NCHattering 2
CH1 のチャタリング投入正弦波のチャタリング回数を 2 回に設定

2.3.65 チャタリング投入正弦波
オン時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:CONSine:TON■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:CONSine:TON□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:CONSine:TON?
説明
チャタリング投入正弦波のオン時間の設定 / 問合せ
設定パラメタ<time>|MINimum|MAXimum<time> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → オン時間
分解能
<units> ::= PCT
MINimum→ 0.00%
MAXimum→ 20.00%:0.00% ～ 20.00%，:0.01%

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:CONSine:TON 20PCT
CH1 のチャタリング投入正弦波のオン時間を 20%に設定

2.3.66 チャタリング投入正弦波
オフ時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:CONSine:TOFF■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:CONSine:TOFF□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:CONSine:TOFF?
説明
チャタリング投入正弦波のオフ時間の設定 / 問合せ
設定パラメタ<time>|MINimum|MAXimum<time> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → オフ時間
分解能
<units> ::= PCTWF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）:0.00% ～ 20.00%，:0.01%
76

MINimum
MAXimum→ 0.00%→ 20.00%

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:CSINe:CLIP 20PCT
CH1 のチャタリング投入正弦波のオフ時間を 20%に設定

2.3.67 チャタリング遮断正弦波
遮断開始位相 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:COFSine:OFPHase■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:COFSine:OFPHase□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:COFSine:OFPHase?
説明
チャタリング遮断正弦波の遮断開始位相の設定 / 問合せ
設定パラメタ<phase>|MINimum|MAXimum<phase> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 遮断開始位相 :0.00° ～ 360.00°，
分解能:0.01°<units> ::= DEG
MINimum→ 0.00°
MAXimum→ 360.00°
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:COFSine:OFPHase 30DEG
CH1 のチャタリング遮断正弦波の遮断開始位相を 30°に設定

2.3.68 チャタリング遮断正弦波
チャタリング回数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:COFSine:NCHattering■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:COFSine:NCHattering□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:COFSine:NCHattering?
説明
チャタリング遮断正弦波のチャタリング回数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<chattering>|MINimum|MAXimum<chattering> ::= <INT>WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

77

<INT>→
MINimum→ 0
MAXimum→ 3

チャタリング回数:0 ～ 3，

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR1>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:COFSine:NCHattering 2
CH1 のチャタリング遮断正弦波のチャタリング回数を 2 回に設定

2.3.69 チャタリング遮断正弦波
オン時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:COFSine:TON■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:COFSine:TON□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:COFSine:TON?
説明
チャタリング遮断正弦波のオン時間の設定 / 問合せ
設定パラメタ<time>|MINimum|MAXimum<time> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → オン時間
分解能
<units> ::= PCT
MINimum→ 0.00%
MAXimum→ 20.00%:0.00% ～ 20.00%，:0.01%

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:COFSine:TON 20PCT
CH1 のチャタリング遮断正弦波のオン時間を 20%に設定

2.3.70 チャタリング遮断正弦波
オフ時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:COFSine:TOFF■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:COFSine:TOFF□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:COFSine:TOFF?
説明
チャタリング遮断正弦波のオフ時間の設定 / 問合せ
設定パラメタ<time>|MINimum|MAXimum
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

78<time>::= <REAL>[<units>]<REAL> → オフ時間
分解能
<units> ::= PCT
MINimum→ 0.00%
MAXimum→ 20.00%:0.00% ～ 20.00%，:0.01%

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:COFSine:TOFF 20PCT
CH1 のチャタリング遮断正弦波のオフ時間を 20%に設定

2.3.71 ガウシャンパルス
標準偏差 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:GAUSsian:SIGMa■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:GAUSsian:SIGMa□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:GAUSsian:SIGMa?
説明
ガウシャンパルスの標準偏差の設定 / 問合せ
設定パラメタ<sigma>|MINimum|MAXimum<sigma> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 標準偏差 :0.00% ～ 100.00%，
分解能:0.01%<units> ::= PCT
MINimum→ 0.00%
MAXimum→ 100.00%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:GAUSsian:SIGMa 20PCT
CH1 のガウシャンパルスの標準偏差を 20%に設定

2.3.72 ローレンツパルス
半値幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:LORentz:HWIDth■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:LORentz:HWIDth□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:LORentz:HWIDth?
説明
ローレンツパルスの半値幅の設定 / 問合せ
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

79設定パラメタ<width>|MINimum|MAXimum<width> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 半値幅 :0.01% ～ 100.00%，
分解能 :0.01%<units> ::= PCT
MINimum→ 0.01%MAXimum→ 100.00%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:LORentz:HWIDth 20PCT
CH1 のローレンツパルスの半値幅を 20%に設定

2.3.73 ハーバサイン
幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:HAVersine:WIDTh■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:HAVersine:WIDTh□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:HAVersine:WIDTh?
説明
ハーバサインの幅の設定 / 問合せ
設定パラメタ<width>|MINimum|MAXimum<width> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 幅
分解能<units> ::= PCT
MINimum→ 0.01%MAXimum→ 100.00%:0.01% ～ 100.00%，:0.01%

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:HAVersine:WIDTh 20PCT
CH1 のハーバサインの幅を 20%に設定

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

80

2.3.74 正弦半波パルス
幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:HSPulse:WIDTh■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:HSPulse:WIDTh□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:HSPulse:WIDTh?
説明
正弦半波パルスの幅の設定 / 問合せ
設定パラメタ<width>|MINimum|MAXimum<width> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 幅
分解能<units> ::= PCT
MINimum→ 0.01%MAXimum→ 100.00%:0.01% ～ 100.00%，:0.01%

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:HSPulse:WIDTh 20PCT
CH1 の正弦半波パルスの幅を 20%に設定

2.3.75 台形パルス
傾斜幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TPULse:RFALl■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TPULse:RFALl□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TPULse:RFALl?
説明
台形パルスの傾斜幅の設定 / 問合せ
設定パラメタ<width>|MINimum|MAXimum<width> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 傾斜幅 :0.00% ～ 50.00%，
分解能 :0.01%<units> ::= PCT
MINimum→ 0.00%
MAXimum→ 50.00%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

81

設定例
:SOURce1:FUNCtion:TPULse:RFALl 20PCT
CH1 の台形パルスの傾斜幅を 20%に設定

2.3.76 台形パルス
上底幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TPULse:UBASe■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TPULse:UBASe□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TPULse:UBASe?
説明
台形パルスの上底幅の設定 / 問合せ
設定パラメタ<width>|MINimum|MAXimum<width> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 上底幅 :0.00% ～ 100.00%，
分解能 :0.01%<units> ::= PCT
MINimum→ 0.00%
MAXimum→ 100.00%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:TPULse:UBASe 20PCT
CH1 の台形パルスの上底幅を 20%に設定

2.3.77 Sin(x)/x
ゼロクロス数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SINC:ZCRossing■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SINC:ZCRossing□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SINC:ZCRossing?
説明
Sin(x)/x のゼロクロス数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<number>|MINimum|MAXimum<number> ::= <INT><REAL> → ゼロクロス数
MINimum→ 1
MAXimum→ 50:1 ～ 50，

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR1>
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

82

設定例
:SOURce1:FUNCtion:SINC:ZCRossing 10
CH1 の Sin(x)/x のゼロクロス数を 10 に設定

2.3.78 指数立ち上がり時定数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:ERISe:TCONstant■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:ERISe:TCONstant□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:ERISe:TCONstant?
説明
指数立ち上がりの時定数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<tc>|MINimum|MAXimum<tc> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 時定数
分解能<units> ::= PCT
MINimum→ 0.01%MAXimum→ 100.00%:0.01% ～ 100.00%，:0.01%

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:ERISe:TCONstant 20PCT
CH1 の指数立ち上がりの時定数を 20%に設定

2.3.79 指数立ち下がり
時定数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:EFALl:TCONstant■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:EFALl:TCONstant□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:EFALl:TCONstant?
説明
指数立ち下がりの時定数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<tc>|MINimum|MAXimum<tc> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 時定数
分解能<units> ::= PCT
MINimum→ 0.01%MAXimum→ 100.00%:0.01% ～ 100.00%，:0.01%

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

83

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:EFALl:TCONstant 20PCT
CH1 の指数立ち下がりの時定数を 20%に設定

2.3.80 2 次 LPF ステップ応答
自然周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SOLStep:NFRequency■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SOLStep:NFRequency□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SOLStep:NFRequency?
説明
2 次 LPF ステップ応答の自然周波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL><REAL> → 自然周波数
分解能
MINimum→ 1.00
MAXimum→ 50.00:1.00 ～ 50.00，:0.01

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:SOLStep:NFRequency 10
CH1 の 2 次 LPF ステップ応答の自然周波数を 10 に設定

2.3.81 2 次 LPF ステップ応答
Q 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SOLStep:Q■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SOLStep:Q□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SOLStep:Q?
説明
2 次 LPF ステップ応答の Q の設定 / 問合せ
設定パラメタ<q>|MINimum|MAXimum<q> ::= <REAL><REAL> →MINimum
MAXimum

LPF の Q
分解能

:0.50 ～ 50.00，:0.01→ 0.50→ 50.00

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

84

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:SOLStep:Q 10
CH1 の 2 次 LPF ステップ応答の Q を 10 に設定

2.3.82 減衰振動
振動周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:DOSCillation:OFRequency■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:DOSCillation:OFRequency□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:DOSCillation:OFRequency?
説明
減衰振動の振動周波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL><REAL> → 減衰周波数
分解能
MINimum→ 0.01MAXimum→ 50.00:0.01 ～ 50.00，:0.01

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:DOSCillation:OFRequency 10
CH1 の減衰振動の振動周波数を 10 に設定

2.3.83 減衰振動
減衰振動時定数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:DOSCillation:DTConstant■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:DOSCillation:DTConstant□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:DOSCillation:DTConstant?
説明
減衰振動の減衰振動時定数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<tc>|MINimum|MAXimum<tc> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 減衰振動時定数 :-100.00% ～ 100.00%，
分解能:0.01%<units> ::= PCT
MINimum→ -100.00%
MAXimum→ 100.00%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

最小値の問合せ85

MAXimum→

最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion: DOSCillation:DTConstant 20PCT
CH1 の減衰振動の減衰振動時定数を 20%に設定

2.3.84 振動サージ
振動周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:OSURge:OFRequency■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:OSURge:OFRequency□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:OSURge:OFRequency?
説明
振動サージの振動周波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL><REAL> → 振動周波数 :0.01 ～ 50.00，
分解能
:0.01
MINimum→ 0.01MAXimum→ 50.00
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:OSURge:OFRequency 10
CH1 の振動サージの振動周波数を 10 に設定

2.3.85 振動サージ
減衰振動時定数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:OSURge:DTConstant■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:OSURge:DTConstant□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:OSURge:DTConstant?
説明
振動サージの減衰振動時定数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<tc>|MINimum|MAXimum<tc> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 減衰振動時定数
分解能<units> ::= PCT
MINimum→ 0.01%MAXimum→ 100.00%:0.01% ～ 100.00%，:0.01%

クエリ・パラメタ
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

86

[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:OSURge:DTConstant 20PCT
CH1 の振動サージの減衰振動時定数を 20%に設定

2.3.86 振動サージ
立ち下がり時定数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:OSURge:TTConstant■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:OSURge:TTConstant□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:OSURge:TTConstant?
説明
振動サージの立ち下がり時定数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<tc>|MINimum|MAXimum<tc> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 立ち下がり定数 :0.01% ～ 100.00%，
分解能:0.01%<units> ::= PCT
MINimum→ 0.01%MAXimum→ 100.00%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:OSURge:TTConstant 20PCT
CH1 の振動サージの立ち下がり時定数を 20%に設定

2.3.87 パルスサージ
立ち上がり時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:PSURge:TR■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:PSURge:TR□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:PSURge:TR?
説明
パルスサージの立ち上がり時間の設定 / 問合せ
設定パラメタ<time>|MINimum|MAXimum<time> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 立ち上がり時間
分解能<units> ::= PCT
MINimum→ 0.01%
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）:0.01% ～ 100.00%，:0.01%

87

MAXimum→100.00%

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:PSURge:TR 20PCT
CH1 のパルスサージの立ち上がり時間を 20%に設定

2.3.88 パルスサージ
持続時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:PSURge:TD■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:PSURge:TD□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:PSURge:TD?
説明
パルスサージの持続時間の設定 / 問合せ
設定パラメタ<time>|MINimum|MAXimum<time> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 持続時間
分解能
<units> ::= PCT
MINimum→ 0.01%MAXimum→ 100.00%:0.01% ～ 100.00%，:0.01%

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:PSURge:TD 20PCT
CH1 のパルスサージの持続時間を 20%に設定

2.3.89 オフセット付き台形波
先頭遅延 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TOFFset:DELay■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TOFFset:DELay□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TOFFset:DELay?
説明
オフセット付き台形波の先頭遅延の設定 / 問合せ
設定パラメタ<delay>|MINimum|MAXimum<delay> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 先頭遅延
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）:0.00% ～ 100.00%，88分解能<units> ::= PCT
MINimum→ 0.00%
MAXimum→ 100.00%:0.01%

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:TOFFset:DELay 20PCT
CH1 のオフセット付き台形波の先頭遅延を 20%に設定

2.3.90 オフセット付き台形波立ち上がり傾斜幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TOFFset:RISe■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TOFFset:RISe□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TOFFset:RISe?
説明
オフセット付き台形波の立ち上がり傾斜幅の設定 / 問合せ
設定パラメタ<width>|MINimum|MAXimum<width> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 立ち上がり傾斜幅
分解能<units> ::= PCT
MINimum→ 0.00%
MAXimum→ 100.00%:0.00% ～ 100.00%，:0.01%

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:TOFFset:RISe 20PCT
CH1 のオフセット付き台形波の立ち上がり傾斜幅を 20%に設定

2.3.91 オフセット付き台形波
上底幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TOFFset:UBASe■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TOFFset:UBASe□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TOFFset:UBASe?
説明
オフセット付き台形波の上底幅の設定 / 問合せ
設定パラメタWF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

89<width>|MINimum|MAXimum<width> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 上底幅 :0.00% ～ 100.00%，
分解能 :0.01%<units> ::= PCT
MINimum→ 0.00%
MAXimum→ 100.00%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:TOFFset:UBASe 20PCT
CH1 のオフセット付き台形波の上底幅を 20%に設定

2.3.92 オフセット付き台形波
立ち下がり傾斜幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TOFFset:FALL■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TOFFset:FALL□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TOFFset:FALL?
説明
オフセット付き台形波の立ち下がり傾斜幅の設定 / 問合せ
設定パラメタ<width>|MINimum|MAXimum<width> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 立ち下がり傾斜幅
分解能<units> ::= PCT
MINimum→ 0.00%
MAXimum→ 100.00%:0.00% ～ 100.00%，:0.01%

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:TOFFset:FALL 20PCT
CH1 のオフセット付き台形波の立ち下がり傾斜幅を 20%に設定

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

902.3.93 オフセット付き台形波
オフセット 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TOFFset:OFFSet■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TOFFset:OFFSet□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:TOFFset:OFFSet?
説明
オフセット付き台形波のオフセットの設定 / 問合せ
設定パラメタ<offset>|MINimum|MAXimum<offset> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → オフセット
分解能<units> ::= PCT
MINimum→ 0.00%
MAXimum→ 100.00%:0.00% ～ 100.00%，:0.01%

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:TOFFset:OFFSet 20PCT
CH1 のオフセット付き台形波のオフセットを 20%に設定

2.3.94 ハーフサインエッジパルス
立ち上がり時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:HSEPulse:LE■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:HSEPulse:LE□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:HSEPulse:LE?
説明
ハーフサインエッジパルスの立ち上がり時間の設定 / 問合せ
設定パラメタ<time>|MINimum|MAXimum<time> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 立ち上がり時間
分解能<units> ::= PCT
MINimum→ 0.00%
MAXimum→ 100.00%:0.00% ～ 100.00%，:0.01%

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

91

設定例
:SOURce1:FUNCtion:HSEPulse:LE 20PCT
CH1 のハーフサインエッジパルスの立ち上がり時間を 20%に設定

2.3.95 ハーフサインエッジパルス
立ち下がり時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:HSEPulse:TE■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:HSEPulse:TE□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:HSEPulse:TE?
説明
ハーフサインエッジパルスの立ち下がり時間の設定 / 問合せ
設定パラメタ<time>|MINimum|MAXimum<time> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 立ち下がり時間
分解能<units> ::= PCT
MINimum→ 0.00%
MAXimum→ 100.00%:0.00% ～ 100.00%，:0.01%

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:HSEPulse:TE 20PCT
CH1 のハーフサインエッジパルスの立ち下がり時間を 20%に設定

2.3.96 ハーフサインエッジパルス
デューティ 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:HSEPulse:DCYCle■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:HSEPulse:DCYCle□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:HSEPulse:DCYCle?
説明
ハーフサインエッジパルスのデューティの設定 / 問合せ
設定パラメタ<duty>|MINimum|MAXimum<duty> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → デューティ :0.00% ～ 100.00%，
分解能:0.01%<units> ::= PCT
MINimum→ 0.00%
MAXimum→ 100.00%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

92

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:HSEPulse:DCYCle 20PCT
CH1 のハーフサインエッジパルスのデューティを 20%に設定

2.3.97 底面基準ランプ波
シンメトリ 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:BRRAMp:SYMMetry■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:BRRAMp:SYMMetry□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion: BRRAMp:SYMMetry?
説明
底面基準ランプ波のシンメトリの設定 / 問合せ
設定パラメタ<symmetry>|MINimum|MAXimum<symmetry> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → シンメトリ :0.00% ～ 100.00%，
分解能:0.01%<units> ::= PCT
MINimum→ 0.00%
MAXimum→ 100.00%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:BRRAMp:SYMMetry 20PCT
CH1 の底面基準ランプ波のシンメトリを 20%に設定

2.3.98 任意波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:USER■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:USER□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:USER?
説明
任意波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ<memory> ::= <INT><INT> → メモリ番号:0 ～ 128

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:USER 3
CH1 の任意波形にメモリ番号 3 のデータを設定
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

93

備考※メモリ番号 0 はエディットメモリです。

2.3.99 任意波形メモリ
任意波形データ 転送／読み出し{:TRACe|:DATA}[:DATA]■{:TRACe|:DATA}[:DATA]□{:TRACe|:DATA}[:DATA]?
説明
任意波データの転送／読み出し
設定パラメタ<memory>,[<name>],<data><memory> ::= <INT><INT>→ メモリ番号 :0 ～ 128<name>::= <STR><STR> → 任意波名 (20 文字以内 )※省略可能 (省略した場合は，変更されません)※20 文字に満たない場合は，空白 (ASCII コードで 32) を詰めて設定します。
<data>::= <BLK><BLK> → 任意波データ（データフォーマット）
配列形式#<digit><byte><format><number><data[0]>…<data[n-1]>#→ バイナリデータの開始<digit> → 後続する <byte> の桁数<byte> → 後続するデータのバイト数<format> → データフォーマット (4byte)※配列形式は 0 指定
<number> → データ点数 (4byte)<data[i]> → i 番目の値 (2byte)
制御点形式#<digit><byte><format><number><x[0]><y[0]>…<x[n-1]><y[n-1]>#→ バイナリデータの開始<digit> → 後続する <byte> の桁数<byte> → 後続するデータのバイト数<format> → データフォーマット (4byte)※制御点形式は 1 指定
<number> → データ点数 (4byte)<x[i]>→ 制御点 i 番目の x の値 (4byte)<y[i]>→ 制御点 i 番目の y の値 (2byte)※任意波データ <data> を，メモリ番号 <memory> に対し，<name> という任意波名で保存します。
クエリ・パラメタ<memory><memory> ::= <INT><INT> → メモリ番号:0 ～ 128

応答形式<name>,<data>
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）94<name>::= <STR><STR> → 任意波名 (20 文字 )<data>::= <BLK>※<BLK> については，設定パラメタ参照
備考① <format>，<number>，<data[i]> ，<x[i]>，<y[i]> はバイナリデータです。
（ビッグエンディアン）②<data[i]> は，2 の補数表現とし，-32767(H'8001) から 32767(H'7FFF)-32768(H'8000) の場合，-32767(H'8001) として設定します。

までです。

③制御点 <x[i]> は，0 から始まる X 軸の最大値を 2 の 31 乗の数値として扱います。
数値範囲を 16 進数表記した場合 H'00000000 ～ H'7FFFFFFF となります。
設定範囲を超えるデータを含む場合は，エラーとして扱われ，コマンドの実行が行われません。
④制御点<x[i]> は，データ先頭から値の大きさで昇順にソートされている必要があります。
ソートされていない場合，エラーとなります。
⑤制御点<y[i]> は，-32767 から 32767 の範囲を扱う Y 軸の数値として扱われます。
数値範囲を 16 進表記した場合 H'8001 ～ H'7FFF の範囲になります。
0 を表す数値は，H'0000 になります。
-32768（H'8000）は，-32767（H’8001）として設定します。
実際の信号出力の振幅値が，±1.0Vp-p の場合，1 LSB 1 / 32767 V となります。
※論理上におけるすべての信号出力値を保証するものではありません。
⑥任意波メモリ番号 0 はエディットメモリです。
⑦メモリ番号 0 の任意波名は，"<Edit Memory>"(20 文字 ) となります。
⑧任意波メモリ番号 0 には，配列形式のデータは設定できません。
⑨任意波メモリ番号 0 には，任意波名を設定できません。指定は無視されます。

2.3.100 任意波形メモリ
ストア{:TRACe|:DATA}:STORe■ {:TRACe|:DATA}:STORe
説明
エディットメモリ（メモリ番号 0）の内容を任意波ファイルとしてメモリへ保存
設定パラメタ<memory>,<name><memory>::= <INT><INT>→ 保存先のメモリ番号 :1 ～ 128<name>::= <STR><STR> → 任意波名 (20 文字以内 )※省略可能 (省略した場合は，変更されません)※20 文字に満たない場合は，空白 (ASCII コードで 32) を詰めて設定します。
設定例:TRACe:STORe 2,"name"
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

95エディットメモリの内容をメモリ番号 2 に任意波名 "name" で保存2.3.101 任意波形メモリ
リコール{:TRACe|:DATA}:RECall■ {:TRACe|:DATA}:RECall
説明指定したメモリ番号の任意波ファイルをエディットメモリ（メモリ番号 0）へ読み込む
設定パラメタ<memory><memory> ::= <INT><INT>→ 呼出し元のメモリ番号:1 ～ 128

設定例:TRACe:STORe:RECall 2
メモリ番号 2 を内容をエディットメモリに読込みます。

2.3.102 任意波形メモリ
コピー{:TRACe|:DATA}:COPY■{:TRACe|:DATA}:COPY
説明
任意波データのコピーを行います。
設定パラメタ<memory>,[<name>],<chan>,<wave><memory> ::= <INT><INT>→ メモリ番号 : 0 ～ 128<name>::= <STR><STR> → 任意波名 (20 文字 )※省略可能 ( 省略した場合は，コピー先の名前となります。)※20 文字に満たない場合は，空白 (ASCII コードで 32) を詰めて設定します。
<chan>::= <INT><INT>→ チャネル番号 :1 ～ 2<wave> ::= SINusoid|SQUare|PULSe|RAMP|USINe|CSINe|CFCSine|ACSine|SSINe|MCSine|ONPSine|OFPSine|CONSine|COFSine|GAUSsian|LORentz|HAVersine|HSPulse|TPULse|SINC|ERISe|EFALl|SOLStep|DOSCillation|OSURge|PSURge|TOFFset|HSEPulse|BRRamp|USER
SINusoid→ 正弦波
SQUare→ 方形波
PULSe→ パルス波
RAMP→ ランプ波
USINe→ 不平衡正弦波
CSINe→ 飽和正弦波
CFCSine→ CF 制御正弦波
ACSine→ 導通角制御正弦波
SSINe→ 階段状正弦波
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

96MCSine→ 複数周期正弦波
ONPSine→ 投入位相制御正弦波
OFPSine→ 遮断位相制御正弦波
CONSine→ チャタリング投入正弦波
COFSine→ チャタリング遮断正弦波
GAUSsian→ ガウシャンパルス
LORentz→ ローレンツパルス
HAVersine→ ハーバサイン
HSPulse→ 正弦半波パルス
TPULse→ 台形パルス
SINC→ Sin(x)/xERISe→ 指数立ち上がり
EFALl→ 指数立ち下がり
SOLStep→ 2 次 LPF ステップ応答
DOSCillation→ 減衰振動
OSURge→ 振動サージ
PSURge→ パルスサージ
TOFFset→ オフセット付き台形波
HSEPulse→ ハーフサインエッジパルス
BRRamp→ 底面基準ランプ波
USER
→ 任意波
※チャネル番号 <chan> の波形 <wave> を，メモリ番号 <memory> に対し，<name> という任意波名でコピーします。
設定例:TRACe:COPY 1,"name",1,SINusoid
任意波メモリ 1 に CH1 の正弦波の波形メモリを任意波名 "name" でコピー
備考
①メモリ番号 0 はエディットメモリです。
②メモリ番号 0 の任意波名は，"<Edit Memory>"(20 文字 ) となります。
③任意波のコピーは，"[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:USER"で選択されたメモリの任意波データをコピーします。

2.3.103 任意波形メモリ
消去{:TRACe|:DATA}:DELete■ {:TRACe|:DATA}:DELete
説明
任意波のメモリの消去
設定パラメタ<memory><memory> ::= <INT><INT>→ メモリ番号:0 ～ 128

設定例:TRACe:DELete 1
メモリ番号 1 を消去
備考①メモリ番号 0 はエディットメモリです。
②メモリ番号 0 を指定した場合，本体の任意波編集画面に表示されるソフトキー[New]を操作した場合と同じ効果となります。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

972.3.104 任意波形メモリ
情報取得{:TRACe|:DATA}:INFormation?
□{:TRACe|:DATA}:INFormation?
説明
任意波メモリの情報取得
クエリ・パラメタ<memory> ::= <INT><INT>→

メモリ番号 :1 ～ 128

応答形式<name>,<format>,<number><name> ::= <STR><STR> → 任意波名 (20 文字 )<format> ::= <INT><INT>→ データ･フォーマット
0 → 配列形式
1 → 制御点形式<number> ::= <INT><INT> → データ点数

2.3.105 連続発振モード 選択[:SOURce[1|2]]:CONTinuous[:IMMediate]■[:SOURce[1|2]]:CONTinuous[:IMMediate]
説明
発振モードを連続発振に設定
設定パラメタなし
設定例:SOURce1:CONTinuous:IMMediate
CH1 の発振モードを連続発振に設定

2.3.106 連続発振モード 問合せ[:SOURce[1|2]]:CONTinuous:STATe?
□[:SOURce[1|2]]:CONTinuous:STATe?
説明
発振モードが連続発振か否かの問合せ
クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →01: 発振モードが連続発振モードでない: 発振モードが連続発振モード

備考
その時に設定されている発振モードに影響を受けず，連続発振に切り替える場合は，本コマンドにて，連続発振モードに切り替えを行ってください。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

982.3.107 変調発振モード
FSK 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FSKey:STATe■[:SOURce[1|2]]:FSKey:STATe□[:SOURce[1|2]]:FSKey:STATe?
説明
発振モードを変調発振モード FSK に切り替え発振モードが変調発振モード FSK か否かの問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF
1/ON: 変調発振モード FSK 時に連続発振モードへ切り替え: 発振モードを変調 (FSK) に切り替え

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →01: 発振モードが変調発振モード FSK でない: 発振モードが変調発振モード FSK

設定例:SOURce1:FSKey:STATe ON
CH1 の発振モードを FSK に切替え

2.3.108 変調発振モード FSK
ホップ周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FSKey[:FREQuency]■[:SOURce[1|2]]:FSKey[:FREQuency]□[:SOURce[1|2]]:FSKey[:FREQuency]?
説明
FSK のホップ周波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → ホップ周波数※設定範囲は，各キャリア波形の周波数設定可能範囲内となります。
<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 最大値の設定
MAXimum→ 最小値の設定
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FSKey:FREQuency 1KHZ
CH1 の FSK のホップ周波数を 1kHz に設定
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

992.3.109 変調発振モード FSK
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FSKey:SOURce■[:SOURce[1|2]]:FSKey:SOURce□[:SOURce[1|2]]:FSKey:SOURce?
説明FSK の変調源の選択 / 問合せ
設定パラメタ
INTernal|EXTernal|CH1
INTernal → 内部
EXTernal → 外部CH1
→ CH1 の外部 (CH2 のみ選択可能 )クエリ・パラメタなし
応答形式
INT|EXT|CH1※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:FSKey:SOURce INTernal
CH1 の FSK の変調源を内部に設定

2.3.110 変調発振モード FSK
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FSKey:INTernal:FREQuency■[:SOURce[1|2]]:FSKey:INTernal:FREQuency□[:SOURce[1|2]]:FSKey:INTernal:FREQuency?
説明
FSK の内部変調周波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 内部変調周波数 :0.1mHz ～ 1MHz
分解能
:5 桁または 0.1mHz<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 0.1mHz
MAXimum→ 1MHz
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FSKey:INTernal:FREQuency 1KHZ
CH1 の FSK の内部変調周波数を 1kHz に設定
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）100

2.3.111 変調発振モード FSK
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:FSKey:TYPE■:OUTPut[1|2]:SYNC:FSKey:TYPE□:OUTPut[1|2]:SYNC:FSKey:TYPE?
説明
FSK 時の同期出力の選択 / 問合せ
設定パラメタSYNC|MSYNc
SYNC
MSYN

→
→

波形同期
内部変調同期

クエリ・パラメタなし
応答形式
SYNC|MSYN※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:OUTPut1:SYNC:FSKey:TYPE SYNC
CH1 の FSK 時の同期出力を波形同期に設定

2.3.112 変調発振モード
PSK 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PSKey:STATe■[:SOURce[1|2]]:PSKey:STATe□[:SOURce[1|2]]:PSKey:STATe?
説明
発振モードを変調発振モード PSK に切り替え発振モードが変調発振モード PSK か否かの問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF
1/ON: 変調発振モード PSK 時に連続発振モードへ切り替え: 発振モードを変調 (PSK) に切り替え

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →01: 発振モードが変調発振モード PSK でない: 発振モードが変調発振モード PSK

設定例:SOURce1:FSKey:STATe ON
CH1 の発振モードを PSK に切替え

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1012.3.113 変調発振モード PSK
偏差 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PSKey[:DEViation]■[:SOURce[1|2]]:PSKey[:DEViation]□[:SOURce[1|2]]:PSKey[:DEViation]?
説明
PSK の偏差の設定 / 問合せ
設定パラメタ<deviation>|MINimun|MAXimum<deviation> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 偏差:-1800.000°～ 1800.000°，
分解能 :0.001°<units> ::= DEG
MINimum→ -1800.000°
MAXimum→ 1800.000°
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PSKey:DEViation 30DEG
CH1 の PSK の偏差を 30°に設定

2.3.114 変調発振モード PSK
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PSKey:SOURce■[:SOURce[1|2]]:PSKey:SOURce□[:SOURce[1|2]]:PSKey:SOURce?
説明
PSK の変調源の選択 /問合せ

設定パラメタ
INTernal|EXTernal|CH1
INTernal → 内部
EXTernal → 外部CH1
→ CH1 の外部 (CH2 のみ選択可能 )クエリ・パラメタなし
応答形式
INT|EXT|CH1※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:PSKey:SOURce INTernal
CH1 の PSK の変調源を内部に設定

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1022.3.115 変調発振モード PSK
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PSKey:INTernal:FREQuency■[:SOURce[1|2]]:PSKey:INTernal:FREQuency□[:SOURce[1|2]]:PSKey:INTernal:FREQuency?
説明
PSK の内部変調周波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 内部変調周波数 :0.1mHz ～ 1MHz，
分解能:5 桁または 0.1mHz<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 0.1mHz
MAXimum→ 1MHz
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PSKey:INTernal:FREQuency 1kHz
CH1 の PSK の内部変調周波数を 1kHz に設定

2.3.116 変調発振モード PSK
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:PSKey:TYPE■:OUTPut[1|2]:SYNC:PSKey:TYPE□:OUTPut[1|2]:SYNC:PSKey:TYPE?
説明
PSK 時の同期出力の選択 / 問合せ
設定パラメタSYNC|MSYNc
SYNC
MSYN

→
→

波形同期
内部変調同期

クエリ・パラメタなし
応答形式
SYNC|MSYN※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:OUTPut1:SYNC:PSKey:TYPE SYNC
CH1 の PSK 時の同期出力を波形同期に設定

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1032.3.117 変調発振モード
FM 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM:STATe■[:SOURce[1|2]]:FM:STATe□[:SOURce[1|2]]:FM:STATe?
説明
発振モードを変調発振モード FM に切り替え発振モードが変調発振モード FM か否かの問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF
1/ON: 変調発振モード FM 時に連続発振モードへ切り替え: 発振モードを変調 (FM) に切り替え

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →01: 発振モードが変調発振モード FM でない: 発振モードが変調発振モード FM

設定例:SOURce1:FM:STATe ON
CH1 の発振モードを変調 (FM) に切替え

2.3.118 変調発振モード FM
ピーク偏差 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM[:DEViation]■[:SOURce[1|2]]:FM[:DEViation]□[:SOURce[1|2]]:FM[:DEViation]?
説明
FM のピーク偏差の設定 / 問合せ
設定パラメタ<deviation>|MINimum|MAXimum<deviation> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → ピーク偏差 :0.00μHz ～ 15MHz 未満，
分解能:8 桁または 0.01μHz<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FM:DEViation 1KHZ
CH1 の FM のピーク偏差を 1kHz に設定
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1042.3.119 変調発振モード FM
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM:SOURce■[:SOURce[1|2]]:FM:SOURce□[:SOURce[1|2]]:FM:SOURce?
説明
FM の変調源の選択 / 問合せ
設定パラメタ
INTernal|EXTernal
INTernal
EXTernal

→
→

内部
外部

クエリ・パラメタなし
応答形式
INT|EXT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:FM:SOURce INTernal
CH1 の FM の変調源を内部に設定

2.3.120 変調発振モード FM
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FREQuency■[:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FREQuency□[:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FREQuency?
説明FM の内部変調周波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 内部変調周波数 :0.1mHz ～ 100kHz，
分解能:5 桁または 0.1mHz<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 0.1mHz
MAXimum→ 100kHz
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FM:INTernal:FREQuency 1KHZ
CH1 の FM の内部変調周波数を 1kHz に設定

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1052.3.121 変調発振モード FM
変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]■[:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]□[:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]?
説明FM の内部変調波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ
SINusoid|SQUare|TRIangle|PRAMp|NRAMp|NOISe|USER
SINusoid→ 正弦波
SQUare→ 方形波
TRIangle
→ 三角波
PRAMp
→ 立ち上がりランプ波
NRAMp→ 立ち下がりランプ波
NOISe
→ ノイズ
USER
→ 任意波
クエリ・パラメタなし
応答形式
SIN|SQU|TRI|PRAM|NRAM|NOIS|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:FM:INTernal:FUNCtion:SHAPe SINusoid
CH1 の FM の内部変調波形を正弦波に設定

2.3.122 変調発振モード FM
変調波形の任意波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FUNCtion:USER■ [:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FUNCtion:USER□ [:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FUNCtion:USER?
説明FM の内部変調波形の任意波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ<memory> ::= <INT><INT> メモリ番号:0 ～ 128

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:SOURce1:FM:INTernal:FUNCtion:USER 3
CH1 の FM の内部変調波形の任意波形にメモリ番号 3 のデータを設定
備考※メモリ番号 0 はエディットメモリです。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

106

2.3.123 変調発振モード FM
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:FM:TYPE■:OUTPut[1|2]:SYNC:FM:TYPE□:OUTPut[1|2]:SYNC:FM:TYPE?
説明
FM 時の同期出力の選択 / 問合せ
設定パラメタSYNC|MSYNc|MFCTn
SYNC
→
MSYNc
→
FCTn
→

波形同期
内部変調同期
内部変調信号

クエリ・パラメタなし
応答形式
SYNC|MSYN|MFCT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:OUTPut1:SYNC:FM:TYPE SYNC
CH1 の FM 時の同期出力を波形同期に設定

2.3.124 変調発振モード
PM 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM:STATe■[:SOURce[1|2]]:PM:STATe□[:SOURce[1|2]]:PM:STATe?
説明
発振モードを変調発振モード PM に切り替え発振モードが変調発振モード PM か否かの問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF
1/ON: 変調発振モード PM 時に連続発振モードへ切り替え: 発振モードを変調 (PM) に切り替え

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →01: 発振モードが変調発振モード PM でない: 発振モードが変調発振モード PM

設定例:SOURce1:PM:STATe ON
CH1 の発振モードを PM に切替え

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1072.3.125 変調発振モード PM
ピーク偏差 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM[:DEViation]■[:SOURce[1|2]]:PM[:DEViation]□[:SOURce[1|2]]:PM[:DEViation]?
説明
PM のピーク偏差の設定 / 問合せ
設定パラメタ<deviation>|MINimum|MAXimum<deviation> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → ピーク偏差 :0.000°～ 180.000°，
分解能:0.001°<units> ::= DEG
MINimum→ 0.000°
MAXimum→ 180.000°
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PM:DEViation 30DEG
CH1 の PM のピーク偏差を 30°に設定

2.3.126 変調発振モード PM
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM:SOURce■[:SOURce[1|2]]:PM:SOURce□[:SOURce[1|2]]:PM:SOURce?
説明
PM の変調源の選択 / 問合せ
設定パラメタ
INTernal|EXTernal
INTernal
EXTernal

→
→

内部
外部

クエリ・パラメタなし
応答形式
INT|EXT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:PM:SOURce INTernal
CH1 の PM の変調源を内部に設定

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1082.3.127 変調発振モード PM
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FREQuency■[:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FREQuency□[:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FREQuency?
説明PM の内部変調周波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 内部変調周波数 :0.1mHz ～ 100kHz
分解能:5 桁または 0.1mHz<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 0.1mHz
MAXimum→ 100kHz
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PM:INTernal:FREQuency 1KHZ
CH1 の PM の内部変調周波数を 1kHz に設定

2.3.128 変調発振モード PM
変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]■[:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]□[:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]?
説明PM の内部変調波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ
SINusoid|SQUare|TRIangle|PRAMp|NRAMp|NOISe|USER
SINusoid→ 正弦波
SQUare→ 方形波
TRIangle
→ 三角波
PRAMp
→ 立ち上がりランプ波
NRAMp→ 立ち下がりランプ波
NOISe
→ ノイズ
USER
→ 任意波
クエリ・パラメタなし
応答形式
SIN|SQU|TRI|PRAM|NRAM|NOIS|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

109

設定例
:SOURce1:PM:INTernal:FUNCtion:SHAPe SINusoid
CH1 の PM の内部変調波形を正弦波に設定

2.3.129 変調発振モード PM
変調波形の任意波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FUNCtion:USER■ [:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FUNCtion:USER□ [:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FUNCtion:USER?
説明PM の内部変調波形の任意波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ<memory> ::= <INT><INT> → メモリ番号:0 ～ 128

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:SOURce1:PM:INTernal:FUNCtion:USER 3
CH1 の PM の内部変調波形の任意波形にメモリ番号 3 のデータを設定
備考※メモリ番号 0 はエディットメモリです。

2.3.130 変調発振モード PM
同期出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:PM:TYPE■:OUTPut[1|2]:SYNC:PM:TYPE□:OUTPut[1|2]:SYNC:PM:TYPE?
説明
PM 時の同期出力の選択 / 問合せ
設定パラメタSYNC|MSYNc|MFCTn
SYNC
→
MSYNc
→
MFCTn
→

波形同期
内部変調同期
内部変調信号

クエリ・パラメタなし
応答形式
SYNC|MSYN|MFCT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:OUTPut1:SYNC:PM:TYPE SYNC
CH1 の PM 時の同期出力を波形同期に設定

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1102.3.131 変調発振モード
AM 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM:STATe■[:SOURce[1|2]]:AM:STATe□[:SOURce[1|2]]:AM:STATe?
説明
発振モードを変調発振モード AM に切り替え発振モードが変調発振モード AM か否かの問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF
1/ON: 変調発振モード AM 時に連続発振モードへ切り替え: 発振モードを変調 (AM) に切り替え

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →01: 発振モードが変調発振モード AM でない: 発振モードが変調発振モード AM

設定例:SOURce1:AM:STATe ON
CH1 の発振モードを AM に切替え

2.3.132 変調発振モード AM
変調度 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM[:DEPTh]■[:SOURce[1|2]]:AM[:DEPTh]□[:SOURce[1|2]]:AM[:DEPTh]?
説明
AM の変調深度の設定 / 問合せ
設定パラメタ<depth>|MINimum|MAXimum< depth > ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 変調深度
分解能
<units> ::= PCT
MINimum→ 0.0%
MAXimum→ 100.0%:0.0% ～ 100.0%，:0.1%

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:AM:DEPTh 30PCT
CH1 の AM の変調深度を 30% に設定
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

111

2.3.133 変調発振モード AM
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM:SOURce■[:SOURce[1|2]]:AM:SOURce□[:SOURce[1|2]]:AM:SOURce?
説明
AM の変調源の選択 / 問合せ
設定パラメタ
INTernal|EXTernal
INTernal
EXTernal

→
→

内部
外部

クエリ・パラメタなし
応答形式
INT|EXT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:AM:SOURce INTernal
CH1 の AM の変調源を内部に設定

2.3.134 変調発振モード AM
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FREQuency■[:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FREQuency□[:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FREQuency?
説明AM の内部変調周波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 内部変調周波数 :0.1mHz ～ 100kHz，
分解能:5 桁または 0.1mHz<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 0.1mHz
MAXimum→ 100kHz
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:AM:INTernal:FREQuency 1KHZ
CH1 の AM の内部変調周波数を 1kHz に設定

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

112

2.3.135 変調発振モード AM
変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]■[:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]□[:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]?
説明AM の内部変調波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ
SINusoid|SQUare|TRIangle|PRAMp|NRAMp|NOISe|USER
SINusoid→ 正弦波
SQUare→ 方形波
TRIangle
→ 三角波
PRAMp
→ 立ち上がりランプ波
NRAMp→ 立ち下がりランプ波
NOISe
→ ノイズ
USER
→ 任意波
クエリ・パラメタなし
応答形式
SIN|SQU|TRI|PRAM|NRAM|NOIS|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:AM:INTernal:FUNCtion:SHAPe SINusoid
CH1 の AM の内部変調波形を正弦波に設定

2.3.136 変調発振モード AM
変調波形の任意波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FUNCtion:USER■ [:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FUNCtion:USER□ [:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FUNCtion:USER?
説明
AM の内部変調波形の任意波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ<memory> ::= <INT><INT> → メモリ番号:0 ～ 128

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:SOURce1:AM:INTernal:FUNCtion:USER 3
CH1 の AM の内部変調波形の任意波形にメモリ番号 3 のデータを設定
備考※メモリ番号 0 はエディットメモリです。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

113

2.3.137 変調発振モード AM
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:AM:TYPE■:OUTPut[1|2]:SYNC:AM:TYPE□:OUTPut[1|2]:SYNC:AM:TYPE?
説明
AM 時の同期出力の選択 / 問合せ
設定パラメタSYNC|MSYNc|MFCTn
SYNC
→
MSYNc
→
MFCTn
→

波形同期
内部変調同期
内部変調信号

クエリ・パラメタなし
応答形式
SYNC|MSYN|MFCT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:OUTPut1:SYNC:AM:TYPE SYNC
CH1 の AM 時の同期出力を波形同期に設定

2.3.138 変調発振モード
AM（DSB-SC) 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC:STATe■[:SOURce[1|2]]:AMSC:STATe□[:SOURce[1|2]]:AMSC:STATe?
説明
発振モードを変調発振モード AM(DSB-SC) に切り替え発振モードが変調発振モード AM(DSB-SC) か否かの問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL>
<BOL>
→

0/OFF
1/ON

変調発振モード AM(DSB-SC)時に連続発振モードへ切り替え: 発振モードを変調 AM(DSB-SC) に切り替え:

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL>→

0 : 発振モードが変調発振モード AM(DSB-SC)でない
1 : 発振モードが変調発振モード AM(DSB-SC)

設定例:SOURce1:AMSC:STATe ON
CH1 の発振モードを AM(DSB-SC) に切替え

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

114

2.3.139 変調発振モード AM（DSB-SC）
変調度 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC[:DEPTh]■[:SOURce[1|2]]:AMSC[:DEPTh]□[:SOURce[1|2]]:AMSC[:DEPTh]?
説明
AM(DSB-SC) の変調深度の設定 / 問合せ
設定パラメタ<depth>|MINimum|MAXimum<depth> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 変調深度
分解能
<units> ::= PCT
MINimum→ 0.0%
MAXimum→ 100.0%:0.0% ～ 100.0%，:0.1%

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:AMSC:DEPTh 30PCT
CH1 の AM(DSB-SC) の変調深度を 30% に設定

2.3.140 変調発振モード AM（DSB-SC）
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC:SOURce■[:SOURce[1|2]]:AMSC:SOURce□[:SOURce[1|2]]:AMSC:SOURce?
説明AM(DSB-SC) の変調源の選択 / 問合せ
設定パラメタ
INTernal|EXTernal
INTernal
EXTernal

→
→

内部変調源
外部変調源

クエリ・パラメタなし
応答形式
INT|EXT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:AMSC:SOURce INTernal
CH1 の AM(DSB-SC) の変調源を内部変調源に設定

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

115

2.3.141 変調発振モード AM（DSB-SC)
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FREQuency■[:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FREQuency□[:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FREQuency?
説明
AM(DSB-SC) の内部変調周波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 内部変調周波数 :0.1mHz ～ 100kHz，
分解能:5 桁または 0.1mHz<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 0.1mHz
MAXimum→ 100kHz
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:AMSC:INTernal:FREQuency 1KHZ
CH1 の AM(DSB-SC) の内部変調周波数を 1kHz に設定

2.3.142 変調発振モード AM(DSB-SC)
変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]■[:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]□[:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]?
説明AM(DSB-SC) の内部変調波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ
SINusoid|SQUare|TRIangle|PRAMp|NRAMp|NOISe|USER
SINusoid→ 正弦波
SQUare→ 方形波
TRIangle
→ 三角波
PRAMp
→ 立ち上がりランプ波
NRAMp→ 立ち下がりランプ波
NOISe
→ ノイズ
USER
→ 任意波
クエリ・パラメタなし
応答形式
SIN|SQU|TRI|PRAM|NRAM|NOIS|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

116

設定例
:SOURce1:AMSC:INTernal:FUNCtion:SHAPe SINusoid
CH1 の AM(DSB-SC) の内部変調波形を正弦波に設定

2.3.143 変調発振モード AM(DSB-SC)
変調波形の任意波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FUNCtion:USER■ [:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FUNCtion:USER□ [:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FUNCtion:USER?
説明
AM(DSB-SC) の内部変調波形の任意波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ<memory> ::= <INT><INT> → メモリ番号:0 ～ 128

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:SOURce1:AMSC:INTernal:FUNCtion:USER 3
CH1 の AM(DSB-SC) の内部変調波形の任意波形にメモリ番号 3 のデータを設定
備考※メモリ番号 0 はエディットメモリです。

2.3.144 変調発振モード AM（DSB-SC)
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:AMSC:TYPE■:OUTPut[1|2]:SYNC:AMSC:TYPE□:OUTPut[1|2]:SYNC:AMSC:TYPE?
説明
AM(DSB-SC) 時の同期出力の選択 / 問合せ
設定パラメタSYNC|MSYNc|MFCTn
SYNC
→
MSYNc
→
MFCTn
→

波形同期
内部変調同期
内部変調信号

クエリ・パラメタなし
応答形式
SYNC|MSYN|MFCT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:OUTPut1:SYNC:AMSC:TYPE SYNC
CH1 の AM(DSB-SC) 時の同期出力を波形同期に設定

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1172.3.145 変調発振モード
DC オフセット変調 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM:STATe■[:SOURce[1|2]]:OFSM:STATe□[:SOURce[1|2]]:OFSM:STATe?
説明
発振モードを変調発振モード DC オフセット変調に切り替え発振モードが変調発振モード DC オフセット変調 か否かの問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL>
<BOL>
→

0/OFF

変調発振モード DC オフセット変調時に連続発振モードへ切り替え: 発振モードを変調 (DC オフセット変調) に切り替え:

1/ON
クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL>

→

0
1

:
:

発振モードが変調発振モード DC オフセット変調でない発振モードが変調発振モード DC オフセット変調

設定例:SOURce1:OFSM:STATe ON
CH1 の発振モードを DC オフセット変調に切替え

2.3.146 変調発振モード DC オフセット変調
ピーク偏差 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM[:DEViation]■[:SOURce[1|2]]:OFSM[:DEViation]□[:SOURce[1|2]]:OFSM[:DEViation]?
説明
DC オフセット変調のピーク偏差の設定 / 問合せ
設定パラメタ<deviation>|MINimum|MAXimum<deviation> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → ピーク偏差 :0V ～ 10V / 開放，
分解能:(499.9mV 以下 ) 4 桁または 0.1mV，(0.5V 以 上 ) 5 桁または 1mV<eunits> ::= M<units> ::= V
MINimum→ 0V / 開放
MAXimum→ 10V / 開放
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

118

設定例
:SOURce1:OFSM:DEViation 3V
CH1 の DC オフセット変調のピーク偏差を 3V に設定

2.3.147 変調発振モード DC オフセット変調
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM:SOURce■[:SOURce[1|2]]:OFSM:SOURce□[:SOURce[1|2]]:OFSM:SOURce?
説明
DC オフセット変調の変調源の選択 / 問合せ
設定パラメタ
INTernal|EXTernal
INTernal
EXTernal

→
→

内部
外部

クエリ・パラメタなし
応答形式
INT|EXT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:OFSM:SOURce INTernal
CH1 の DC オフセット変調の変調源を内部に設定

2.3.148 変調発振モード DC オフセット変調
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FREQuency■[:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FREQuency□[:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FREQuency?
説明DC オフセット変調の内部変調周波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 内部変調周波数 :0.1mHz ～ 100kHz，
分解能:5 桁または 0.1mHz<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::=HZMINimum→ 0.1mHz
MAXimum→ 100kHz
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:OFSM:INTernal:FREQuency 1KHZ
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

119CH1 の DC オフセット変調の内部変調周波数を 1kHz に設定

2.3.149 変調発振モード DC オフセット変調
変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]■[:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]□[:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]?
説明
DC オフセット変調の内部変調波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ
SINusoid|SQUare|TRIangle|PRAMp|NRAMp|NOISe|USER
SINusoid→ 正弦波
SQUare→ 方形波
TRIangle
→ 三角波
PRAMp
→ 立ち上がりランプ波
NRAMp→ 立ち下がりランプ波
NOISe
→ ノイズ
USER
→ 任意波
応答形式
SIN|SQU|TRI|PRAM|NRAM|NOIS|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:FM:INTernal:FUNCtion:SHAPe SINusoid
CH1 の DC オフセット変調の内部変調波形を正弦波に設定

2.3.150 変調発振モード DC オフセット変調
変調波形の任意波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FUNCtion:USER■ [:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FUNCtion:USER□ [:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FUNCtion:USER?
説明
DC オフセット変調の内部変調波形の任意波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ<memory> ::=
<INT>

<INT>
→ メモリ番号:0 ～ 128

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:SOURce1:OFSM:INTernal:FUNCtion:USER 3
CH1 の DC オフセット変調の内部変調波形の任意波形にメモリ番号 3 のデータを設定
備考※メモリ番号 0 はエディットメモリです。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

120

2.3.151 変調発振モード DC オフセット変調
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:OFSM:TYPE■:OUTPut[1|2]:SYNC:OFSM:TYPE□:OUTPut[1|2]:SYNC:OFSM:TYPE?
説明
DC オフセット変調時の同期出力の選択 / 問合せ
設定パラメタSYNC|MSYNc|MFCTn
SYNC
→
MSYNc
→
MFCTn
→

波形同期
内部変調同期
内部変調信号

クエリ・パラメタなし
応答形式
SYNC|MSYN|MFCT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:OUTPut1:SYNC:OFSM:TYPE SYNC
CH1 の DC オフセット変調時の同期出力を波形同期に設定

2.3.152 変調発振モード
PWM 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM:STATe■[:SOURce[1|2]]:PWM:STATe□[:SOURce[1|2]]:PWM:STATe?
説明
発振モードを変調発振モード PWM に切り替え発振モードが変調発振モード PWM か否かの問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF
1/ON: 変調発振モード PWM 時に連続発振モードへ切り替え: 発振モードを変調 (PWM) に切り替え

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →0 : 発振モードが変調発振モード PWM でない
1 : 発振モードが変調発振モード PWM

設定例:SOURce1:PWM:STATe ON
CH1 の発振モードを PWM に切替え

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1212.3.153 変調発振モード PWM
ピーク偏差 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM[:DEViation]:DCYCle■[:SOURce[1|2]]:PWM[:DEViation]:DCYCle□[:SOURce[1|2]]:PWM[:DEViation]:DCYCle?
説明
PWM のピーク偏差の設定 / 問合せ
設定パラメタ<deviation>|MINimum|MAXimum<deviation> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → ( 方形波 ( デューティ可変範囲標準 ))ピーク偏差 :0.0000% ～ 49.9900%，
分解能 :0.0001%，( 方形波 ( ディーティ可変範囲拡張 ))ピーク偏差 :0.0000% ～ 50.0000%，
分解能 :0.0001%，( パルス波 )ピーク偏差 :0.0000% ～ 49.9000%,
分解能 :0.0001%<units> ::= PCT
MINimum→ 0.0000%
MAXimum→ ( 方形波 ( デューティ可変範囲標準 ))49.9900%，( 方形波 ( ディーティ可変範囲拡張 ))50.0000%，( パルス波 )49.9000%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PWM:DEViation:DCYCle 30PCT
CH1 の PWM のピーク偏差を 30% に設定

2.3.154 変調発振モード PWM
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM:SOURce■[:SOURce[1|2]]:PWM:SOURce□[:SOURce[1|2]]:PWM:SOURce?
説明
PWM の変調源の選択 / 問合せ
設定パラメタ
INTernal|EXTernal
INTernal
EXTernal

→
→

内部
外部

クエリ・パラメタなし
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

122

応答形式
INT|EXT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:PWM:SOURce INTernal
CH1 の PWM の変調源を内部に設定

2.3.155 変調発振モード PWM
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FREQuency■[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FREQuency□[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FREQuency?
説明
PWM の内部変調周波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 内部変調周波数 :0.1mHz ～ 100kHz
分解能:5 桁または 0.1mHz<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 0.1mHz
MAXimum→ 100kHz
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PWM:INTernal:FREQuency 1KHZ
CH1 の PWM の内部変調周波数を 1kHz に設定

2.3.156 変調発振モード PWM
変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]■[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]□[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]?
説明
PWM の内部変調波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ
SINusoid|SQUare|TRIangle|PRAMp|NRAMp|NOISe|USER
SINusoid→ 正弦波
SQUare→ 方形波
TRIangle
→ 三角波
PRAMp
→ 立ち上がりランプ波
NRAMp→ 立ち下がりランプ波
NOISe
→ ノイズ
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

123

→

USER

任意波

クエリ・パラメタなし
応答形式
SIN|SQU|TRI|PRAM|NRAM|NOIS|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:PWM:INTernal:FUNCtion:SHAPe SINusoid
CH1 の PWM の内部変調波形を正弦波に設定

2.3.157 変調発振モード PWM
変調波形の任意波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FUNCtion:USER■[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FUNCtion:USER□[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FUNCtion:USER?
説明：
PWM の内部変調波形の任意波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ<memory> ::=
<INT>

<INT>
→ メモリ番号:0 ～ 128

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:SOURce1:PWM:INTernal:FUNCtion:USER 3
CH1 の PWM の内部変調波形の任意波形にメモリ番号 3 のデータを設定
備考※メモリ番号 0 はエディットメモリです。

2.3.158 変調発振モード PWM
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:PWM:TYPE■:OUTPut[1|2]:SYNC:PWM:TYPE□:OUTPut[1|2]:SYNC:PWM:TYPE?
説明
PWM 時の同期出力の選択 / 問合せ
設定パラメタSYNC|MSYNc|MFCTn
SYNC
→
MSYNc
→
MFCTn
→

波形同期
内部変調同期
内部変調信号

クエリ・パラメタなし
応答形式
SYNC|MSYN|MFCT
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

124※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:OUTPut1:SYNC:PWM:TYPE SYNC
CH1 の PWM 時の同期出力を波形同期に設定

2.3.159 スイープ発振モード
スイープ 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:MODE■[:SOURce[1|2]]:SWEep:MODE□[:SOURce[1|2]]:SWEep:MODE?
説明
スイープモードの選択 / 問合せ
設定パラメタ
SINGle|CONTinuous|GATed
SINGle→CONTinuous
→
GATed
→

単発
連続
ゲーテッド単発

クエリ・パラメタなし
応答形式
SING|CONT|GAT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:SWEep:MODE SINGle
CH1 のスイープモードを単発に設定

2.3.160 基本スイープ設定
スイープの傾き 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:SPACing■[:SOURce[1|2]]:SWEep:SPACing□[:SOURce[1|2]]:SWEep:SPACing?
説明
スイープの傾きの選択 / 問合せ
設定パラメタ
LINear|LOGarithmic
LINear
LOGarithmic

→
→

リニア
対数

クエリ・パラメタなし
応答形式
LIN|LOG※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:SWEep:SPACing LINear
CH1 のスイープの傾きをリニアに設定

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1252.3.161 基本スイープ設定
スイープ方向 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:INTernal:FUNCtion■[:SOURce[1|2]]:SWEep:INTernal:FUNCtion□[:SOURce[1|2]]:SWEep:INTernal:FUNCtion?
説明
スイープ方向の選択 / 問合せ
設定パラメタ
RAMP|TRIangle
RAMP
TRIangle

→
→

片道
往復

クエリ・パラメタなし
応答形式
RAMP|TRI※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:SWEep:INTernal:FUNCtion RAMP
CH1 のスイープ方向を片道に設定

2.3.162 基本スイープ設定
スイープ時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:TIME■[:SOURce[1|2]]:SWEep:TIME□[:SOURce[1|2]]:SWEep:TIME?
説明
スイープ時間の設定 / 問合せ
設定パラメタ<time>|MINimum|MAXimum<time> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → スイープ時間 :0.1ms ～ 10,000s
分解能:4 桁または 0.1ms<eunits> ::= MA|K|M|U|N<units> ::= S
MINimum→ 0.1ms
MAXimum→ 10,000s
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:SWEep:TIME 1MS
CH1 のスイープ時間を 1ms に設定

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1262.3.163 基本スイープ設定
ストップレベル 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:SLEVel■[:SOURce[1|2]]:SWEep:SLEVel□[:SOURce[1|2]]:SWEep:SLEVel?
説明
ゲーテッド単発スイープ時の発振停止中のストップレベル値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<level>|MAXimum|MINimum<level> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → ストップレベル値
分解能<units> ::= PCT
MINimum→ -100.00%
MAXimum→ 100.00%:-100.00% ～ 100.00%，:0.01%

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:SWEep:SLEVel 20PCT
CH1 のゲーテッド単発スイープ時の発振停止中のストップレベル値を 20% に設定

2.3.164 基本スイープ設定
ストップレベル 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:SLEVel:STATe■[:SOURce[1|2]]:SWEep:SLEVel:STATe□[:SOURce[1|2]]:SWEep:SLEVel:STATe?
説明単発スイープ及びゲーテッド単発スイープ時の発振停止中のストップレベルの
選択 / 問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF
1/ON

: 無効
: 有効

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL>
設定例:SOURce1:SWEep:SLEVel:STATe ON
CH1 の単発スイープ及びゲーテッド単発スイープ時の発振停止中のストップレベルを有効に設定
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1272.3.165 基本スイープ設定
発振停止単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:OSTop■[:SOURce[1|2]]:SWEep:OSTop□[:SOURce[1|2]]:SWEep:OSTop?
説明スイープ発振時の発振停止単位の選択 / 問合せ
設定パラメタ
HALF|CYCLe
HALF
CYCLe

→
→

半周期
1 周期

クエリ・パラメタなし
応答形式
HALF|CYCL※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:SWEep:OSTop HALF
CH1 のスイープ発振時の発振停止単位を半周期に設定

2.3.166 基本スイープ設定
マルチコネクタ制御オン／オフ 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:MCONnector:STATe■[:SOURce[1|2]]:SWEep:MCONnector:STATe□[:SOURce[1|2]]:SWEep:MCONnector:STATe?
説明
マルチコネクタ制御の許可 / 禁止の選択 / 問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF
1/ON

: 無効
: 有効

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL>
設定例:SOURce1:SWEep:MCONnector:STATe ON
CH1 のマルチコネクタ制御を有効に設定

2.3.167 基本スイープ設定
スイープ同期出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:SWEep:TYPE■:OUTPut[1|2]:SYNC:SWEep:TYPE□:OUTPut[1|2]:SYNC:SWEep:TYPE?
説明
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

128スイープ同期出力の選択 / 問合せ
設定パラメタSYNC|SSYNc|XDRive|MARKer
SYNC→ 基準位相同期
SSYNc→ スイープ同期
XDRive→ スイープ X ドライブ
MARKer→ マーカ
クエリ・パラメタなし
応答形式
SYNC|SSYN|XDR|MARK※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:SYNC:SWEep:TYPE SYNC
CH1 のスイープ同期出力基準位相同期に設定

2.3.168 スイープ発振モード
周波数スイープ 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:MODE■[:SOURce[1|2]]:FREQuency:MODE□[:SOURce[1|2]]:FREQuency:MODE?
説明
発振モードをスイープ発振 周波数スイープに切り替え発振モードがスイープ発振 周波数スイープか否かの問合せ
設定パラメタ
CW|FIXed|SWEep
CW
→
FIXed
→
SWEep →

スイープ発振 周波数スイープ時に連続発振へ切り替え
スイープ発振 周波数スイープ時に連続発振へ切り替え
発振モードを スイープ発振 周波数スイープに切り替え

クエリ・パラメタなし
応答形式
CW|FIX|SWE
CW | FIX : 発振モードがスイープ発振 周波数スイープでない
SWE: 発振モードがスイープ発振 周波数スイープ
設定例:SOURce1:FREQuency:MODE SWEep
CH1 の発振モードを周波数スイープに設定

2.3.169 周波数スイープ
開始値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:STARt■[:SOURce[1|2]]:FREQuency:STARt□[:SOURce[1|2]]:FREQuency:STARt?
説明
周波数スイープのスタート値の設定 / 問合せ
設定パラメタWF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

129<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → スタート値:0.01μHz ～ 30MHz，
分解能:0.01μHz※設定範囲は，波形及び発振モードにより異なります。
<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FREQuency:STARt 1KHZ
CH1 の周波数スイープのスタート値を 1kHz に設定

2.3.170 周波数スイープ
停止値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:STOP■[:SOURce[1|2]]:FREQuency:STOP□[:SOURce[1|2]]:FREQuency:STOP?
説明
周波数スイープのストップ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → ストップ値:0.01μHz ～ 30MHz，
分解能:0.01μHz※設定範囲は，波形及び発振モードにより異なります。
<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FREQuency:STOP 1KHZ
CH1 の周波数スイープのストップ値を 1kHz に設定

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1302.3.171 周波数スイープ
センタ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:CENTer■[:SOURce[1|2]]:FREQuency:CENTer□[:SOURce[1|2]]:FREQuency:CENTer?
説明
周波数スイープのセンタ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → センタ値
:0.01μHz ～ 30MHz
分解能:0.01μHz※設定範囲は，波形及び発振モードにより異なります。
<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FREQuency:CENTer 1KHZ
CH1 の周波数スイープのセンタ値を 1kHz に設定

2.3.172 周波数スイープ
スパン値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:SPAN■[:SOURce[1|2]]:FREQuency:SPAN□[:SOURce[1|2]]:FREQuency:SPAN?
説明
周波数スイープのスパン値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → スパン値 :0.00000000Hz ～29999999.99999999Hz，
分解能:0.01μHz※設定範囲は，波形及び発振モードにより異なります。
<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

最小値の問合せ131

MAXimum→

最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FREQuency:SPAN 1KHZ
CH1 の周波数スイープのスパン値を 1kHz に設定

2.3.173 周波数スイープ
マーカ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:MARKer:FREQuency■[:SOURce[1|2]]:MARKer:FREQuency□[:SOURce[1|2]]:MARKer:FREQuency?
説明
周波数スイープのマーカ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|CENTer|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → マーカ値
:0.01μHz ～ 30MHz，
分解能:0.01μHz※設定範囲は，波形及び発振モードにより異なる。
<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
CENTer→ 周波数スイープのセンタ値
MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定
クエリ・パラメタ[CENTer|MINimum|MAXimum]
CENTer→ 周波数スイープのセンタ値の問合せ
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:MARKer:FREQuency 1KHZ
CH1 の周波数スイープのマーカ値を 1kHz に設定

2.3.174 周波数スイープ
開始／停止値スワップ 設定[:SOURce[1|2]]:FREQuency:SWAP■[:SOURce[1|2]]:FREQuency:SWAP
説明
周波数スイープのスタート値とストップ値の交換
設定パラメタなし
設定例:SOURce1:FREQuency:SWAPCH1 の周波数スイープのスタート値とストップ値を交換
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1322.3.175 周波数スイープ
開始／停止値出力 設定[:SOURce[1|2]]:FREQuency:STATe■[:SOURce[1|2]]:FREQuency:STATe
説明
周波数スイープの状態切替え
設定パラメタSTARt|STOP
STARt
STOP

→
→

出力をスタート値に切替え
出力をストップ値に切替え

設定例:SOURce1:FREQuency:STATe STARt
CH1 の周波数スイープの状態をスタート値に切替え

2.3.176 スイープ発振モード
位相スイープ 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:MODE■[:SOURce[1|2]]:PHASe:MODE□[:SOURce[1|2]]:PHASe:MODE?
説明
発振モードをスイープ発振 位相スイープに切り替え発振モードがスイープ発振 位相スイープか否かの問合せ
設定パラメタ
FIXed|SWEep
FIXed
SWEep

→
→

スイープ発振 位相スイープ時に連続発振へ切り替え
発振モードを スイープ発振 位相スイープに切り替え

クエリ・パラメタなし
応答形式
FIX|SWE
FIX
SWE

:
:

発振モードがスイープ発振 位相スイープでない発振モードがスイープ発振 位相スイープ

設定例:SOURce1:PHASe:MODE SWEep
CH1 の発振モードを位相スイープに設定

2.3.177 位相スイープ
開始値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:STARt■[:SOURce[1|2]]:PHASe:STARt□[:SOURce[1|2]]:PHASe:STARt?
説明
位相スイープのスタート値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<phase>|MINimum|MAXimum<phase> ::= <REAL>[<units>]
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

133

<REAL> →

スタート値
分解能
<units> ::= DEG
MINimum→ -1800.000°
MAXimum→ 1800.000°:-1800.000°～ 1800.000°:0.001°

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PHASe:STARt 90DEG
CH1 の位相スイープのスタート値を 90° に設定

2.3.178 位相スイープ
停止値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:STOP■[:SOURce[1|2]]:PHASe:STOP□[:SOURce[1|2]]:PHASe:STOP?
説明
位相スイープのストップ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<phase>|MINimum|MAXimum<phase> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → ストップ値
分解能<units> ::= DEG
MINimum→ -1800.000°
MAXimum→ 1800.000°:-1800.000°～ 1800.000°，:0.001°

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PHASe:STOP 90DEG
CH1 の位相スイープのストップ値を 90° に設定

2.3.179 位相スイープ
センタ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:CENTer■[:SOURce[1|2]]:PHASe:CENTer□[:SOURce[1|2]]:PHASe:CENTer?
説明
位相スイープのセンタ値の設定 / 問合せ
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

134設定パラメタ<phase>|MINimum|MAXimum<phase> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → センタ値
分解能
<units> ::= DEG
MINimum→ -1800.000°
MAXimum→ 1800.000°:-1800.000°～ 1800.000°，:0.001°

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PHASe:CENTer 90DEG
CH1 の位相スイープのセンタ値を 90° に設定

2.3.180 位相スイープ
スパン値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:SPAN■[:SOURce[1|2]]:PHASe:SPAN□[:SOURce[1|2]]:PHASe:SPAN?
説明
位相スイープのスパン値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<phase>|MINimum|MAXimum<phase> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → スパン値
分解能
<units> ::= DEG
MINimum→ 0.000°
MAXimum→ 3600.000°:0.000°～ 3600.000°，:0.001°

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PHASe:SPAN 90DEG
CH1 の位相スイープのスパン値を 90° に設定

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1352.3.181 位相スイープ
マーカ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:MARKer:PHASe■[:SOURce[1|2]]:MARKer:PHASe□[:SOURce[1|2]]:MARKer:PHASe?
説明
位相スイープのマーカ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<phase>|CENTer|MINimum|MAXimum<phase> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → マーカ値:-1800.000°～ 1800.000°，
分解能:0.001°<units> ::= DEG
CENTer→ 位相スイープのセンタ値
MINimum→ -1800.000°
MAXimum→ 1800.000°
クエリ・パラメタ[CNETer|MINimum|MAXimum]
CENTer→ 位相スイープのセンタ値の問合せ
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:MARKer:PHASe 90DEG
CH1 の位相スイープのマーカ値を 90° に設定

2.3.182 位相スイープ
開始／停止値スワップ 設定[:SOURce[1|2]]:PHASe:SWAP■[:SOURce[1|2]]:PHASe:SWAP
説明
位相スイープのスタート値とストップ値の交換
設定パラメタなし
設定例:SOURce1:PHASe:SWAPCH1 の位相スイープのスタート値とストップ値を交換

2.3.183 位相スイープ
開始／停止値出力 設定[:SOURce[1|2]]:PHASe:STATe■[:SOURce[1|2]]:PHASe:STATe
説明
位相スイープの状態切替え
設定パラメタWF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

136

STARt|STOP
STARt
STOP

→
→

出力をスタート値に切替え
出力をストップ値に切替え

設定例:SOURce1:PHASe:STATe STARt
CH1 の位相スイープの状態をスタート値に切替え

2.3.184 スイープ発振モード
振幅スイープ 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:MODE■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:MODE□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:MODE?
説明
発振モードをスイープ発振 振幅スイープに切り替え発振モードがスイープ発振 振幅スイープか否かの問合せ
設定パラメタ
FIXed|SWEep
FIXed
SWEep

→
→

スイープ発振 振幅スイープ時に連続発振へ切り替え
発振モードを スイープ発振 振幅スイープに切り替え

クエリ・パラメタなし
応答形式
FIX|SWE
FIX
SWE: 発振モードがスイープ発振 振幅スイープでない: 発振モードがスイープ発振 振幅スイープ

設定例:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude:MODE SWEep
CH1 の発振モードを振幅スイープに設定

2.3.185 振幅スイープ
開始値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STARt■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STARt□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STARt?
説明
振幅スイープのスタート値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<amplitude>|MINimum|MAXimum<amplitude> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → スタート値 : 0Vp-p ～ 20Vp-p / 開放，
0Vp-p ～ 10Vp-p / 50Ω，
分解能
: (999.9mVp-p 以下) 4 桁または 0.1mVp-p，(1Vp-p 以上) 5 桁または 1mVp-p<eunits> ::= M<units> ::= VPP|VPK|VRMS|DBV|DBM
MINimum→ 0Vp-p
MAXimum→ 20Vp-p / 開放，10Vp-p / 50Ω
クエリ・パラメタ
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

137

[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude:STARt 5VPP
CH1 の振幅スイープのスタート値を 5Vp-p に設定

2.3.186 振幅スイープ
停止値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STOP■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STOP□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STOP?
説明
振幅スイープのストップ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<amplitude>|MINimum|MAXimum<amplitude> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → ストップ値 : 0Vp-p ～ 20Vp-p / 開放，
0Vp-p ～ 10Vp-p / 50Ω，
分解能
: (999.9mVp-p 以下) 4 桁または 0.1mVp-p，(1Vp-p 以上 )5 桁または 1mVp-p<eunits> ::= M<units> ::= VPP|VPK|VRMS|DBV|DBM
MINimum→ 0Vp-p
MAXimum→ 20Vp-p / 開放，
10Vp-p / 50Ω
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude:STOP 5VPP
CH1 の振幅スイープのストップ値を 5Vp-p に設定

2.3.187 振幅スイープ
センタ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:CENTer■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:CENTer□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:CENTer?
説明
振幅スイープのセンタ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<amplitude>|MINimum|MAXimum<amplitude> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

138

<REAL> →

センタ値
分解能

: 0Vp-p ～ 20Vp-p / 開放，
0Vp-p ～ 10Vp-p / 50Ω，
: (999.9mVp-p 以下) 4 桁または 0.1mVp-p，(1Vp-p 以上) 5 桁または 1mVp-p<eunits> ::= M<units> ::= VPP|VPK|VRMS|DBV|DBM
MINimum→ 0Vp-p
MAXimum→ 20Vp-p / 開放，
10Vp-p / 50Ω
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude:CENTer 5VPP
CH1 の振幅スイープのセンタ値を 5Vp-p に設定

2.3.188 振幅スイープ
スパン値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:SPAN■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:SPAN□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:SPAN?
説明
振幅スイープのスパン値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<amplitude>|MINimum|MAXimum<amplitude> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → スパン値 :0Vp-p ～ 20Vp-p / 開放，
0Vp-p ～ 10Vp-p / 50Ω，
※分解能は，スタート値とストップ値に依存します。
<eunits> ::= M<units> ::= VPP|VPK|VRMS|DBV|DBM
MINimum→ 0Vp-p
MAXimum→ 20Vp-p / 開放，
10Vp-p / 50Ω
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude:SPAN 5VPP
CH1 の振幅スイープのスパン値を 5Vp-p に設定

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1392.3.189 振幅スイープ
マーカ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:MARKer:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]■[:SOURce[1|2]]:MARKer:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]□[:SOURce[1|2]]:MARKer:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?
説明
振幅スイープのマーカ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<amplitude>|CENTer|MINimum|MAXimum<amplitude> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → マーカ値 : 0Vp-p ～ 20Vp-p / 開放，
0Vp-p ～ 10Vp-p / 50Ω，
分解能 : (999.9mVp-p 以下) 4 桁または 0.1mVp-p，(1Vp-p 以上) 5 桁または 1mVp-p<eunits> ::= M<units> ::= VPP|VPK|VRMS|DBV|DBM
CENTer→ 振幅スイープのセンタ値
MINimum→ 0Vp-p
MAXimum→ 20Vp-p / 開放，
10Vp-p / 50Ω
クエリ・パラメタ[CENTer|MINimum|MAXimum]
CENTer→ 振幅スイープのセンタ値の問合せ
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:MARKer:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude 5VPP
CH1 の振幅スイープのマーカ値を 5Vp-p に設定

2.3.190 振幅スイープ
開始／停止値スワップ 設定[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:SWAP■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:SWAP
説明
振幅スイープのスタート値とストップ値の交換
設定パラメタなし
設定例:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude:SWAPCH1 の振幅スイープのスタート値とストップ値を交換

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1402.3.191 振幅スイープ
開始／停止値出力 設定[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STATe■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STATe
説明
振幅スイープの状態切替え
設定パラメタSTARt|STOP
STARt
STOP

→
→

出力をスタート値に切替え
出力をストップ値に切替え

設定例:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude:STATe STARt
CH1 の振幅スイープの状態をスタート値に切替え

2.3.192 スイープ発振モード
DC オフセットスイープ 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:MODE■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:MODE□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:MODE?
説明
発振モードをスイープ発振 DC オフセットスイープに切り替え発振モードがスイープ発振 DC オフセットスイープか否かの問合せ
設定パラメタ
FIXed|SWEep
FIXed
SWEep

→
→

スイープ発振 DC オフセットスイープ時に連続発振へ切り替え
発振モードを スイープ発振 DC オフセットスイープに切り替え

クエリ・パラメタなし
応答形式
FIX|SWE
FIX
SWE:: 発振モードがスイープ発振 DC オフセットスイープでない発振モードがスイープ発振 DC オフセットスイープ

設定例:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:OFFSet:MODE SWEep
CH1 の発振モードを DC オフセットスイープに設定

2.3.193 DC オフセットスイープ
開始値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STARt■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STARt□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STARt?
説明
DC オフセットのスタート値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<offset>|MINimum|MAXimum<offset> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

141

<REAL> →

スタート値
分解能

: ± 10V / 開放，± 5V / 50Ω，: ( ± 499.9mV 以下) 4 桁または 0.1mV，( ± 0.5V 以上) 5 桁または 1mV<eunits> ::= M<units> ::= V
MINimum→ -10V / 開放，-5V / 50ΩMAXimum→ 10V / 開放，
5V / 50Ω
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:OFFSet:STARt 2.5V
CH1 の DC オフセットのスタート値を 2.5V に設定

2.3.194 DC オフセットスイープ
停止値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STOP■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STOP□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STOP?
説明
DC オフセットのストップ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<offset>|MINimum|MAXimum<offset> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → ストップ値: ± 10V / 開放，± 5V / 50Ω，
分解能
: ( ± 499.9mV 以下) 4 桁または 0.1mV，( ± 0.5V 以上) 5 桁または 1mV<eunits> ::= M<units> ::= V
MINimum→ -10V / 開放，-5V / 50ΩMAXimum→ 10V / 開放，
5V / 50Ω
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:OFFSet:STOP 2.5V
CH1 の DC オフセットのストップ値を 2.5V に設定
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1422.3.195 DC オフセットスイープ
センタ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:CENTer■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:CENTer□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:CENTer?
説明
DC オフセットのセンタ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<offset>|MINimum|MAXimum<offset> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → DC オフセット : ± 10V / 開放，± 5V / 50Ω，
分解能
: ( ± 499.9mV 以下) 4 桁または 0.1mV，( ± 0.5V 以上) 5 桁または 1mV<eunits> ::= M<units> ::= V
MINimum→ -10V / 開放，-5V / 50ΩMAXimum→ 10V / 開放，
5V / 50Ω
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:OFFSet:CENTer 2.5V
CH1 の DC オフセットのセンタ値を 2.5V に設定

2.3.196 DC オフセットスイープ
スパン値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:SPAN■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:SPAN□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:SPAN?
説明
DC オフセットのスパン値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<offset>|MINimum|MAXimum<offset> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → DC オフセット : 0V ～ 20V / 開放，
0V ～ 10V / 50Ω，
※分解能は，スタート値とストップ値に依存します。
<eunits> ::= M<units> ::= V
MINimum→ 0V
MAXimum→ 20V / 開放，
10V / 50Ω
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

143クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:OFFSet:SPAN 2.5V
CH1 の DC オフセットのスパン値を 2.5V に設定

2.3.197 DC オフセットスイープ
マーカ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:MARKer:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet■[:SOURce[1|2]]:MARKer:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet□[:SOURce[1|2]]:MARKer:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet?
説明
DC オフセットのマーカ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<offset>|CENTer|MINimum|MAXimum<offset> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → マーカ値
: ± 10Vp-p / 開放，± 5Vp-p / 50Ω，
分解能
: ( ± 499.9mV 以下) 4 桁または 0.1mV，( ± 0.5V 以上) 5 桁または 1mV<eunits> ::= M<units> ::= V
CENTer→ DC オフセットスイープのセンタ値
MINimum→ -10V / 開放，-5V / 50ΩMAXimum→ 10V / 開放，
5V / 50Ω
クエリ・パラメタ[CENTer|MINimum|MAXimum]
CENTer→ DC オフセットスイープのセンタ値の問合せ
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:MARKer:VOLTage:LEVel:IMMediate:OFFSet 2.5V
CH1 の DC オフセットのマーカ値を 2.5V に設定

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

144

2.3.198 DC オフセットスイープ
開始／停止値スワップ 設定[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:SWAP■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:SWAP
説明
DC オフセットスイープのスタート値とストップ値の交換
設定パラメタなし
設定例:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:OFFSet:SWAPCH1 の DC オフセットスイープのスタート値とストップ値を交換

2.3.199 DC オフセットスイープ
開始／停止値出力 設定[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STATe■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STATe
説明
DC オフセットスイープの状態切替え
設定パラメタSTARt|STOP
STARt
STOP

→
→

出力をスタート値に切替え
出力をストップ値に切替え

設定例:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:OFFSet:STATe STARt
CH1 の DC オフセットスイープの状態をスタート値に切替え

2.3.200 スイープ発振モード
デューティスイープ 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:MODE■[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:MODE□[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:MODE?
説明
発振モードをスイープ発振 デューティスイープに切り替え発振モードがスイープ発振 デューティスイープか否かの問合せ
設定パラメタ
FIXed|SWEep
FIXed
SWEep

→
→

スイープ発振 デューティスイープ時に連続発振へ切り替え
発振モードを スイープ発振 デューティスイープに切り替え

クエリ・パラメタなし
応答形式
FIX|SWE
FIX
SWE

:
:

発振モードがスイープ発振 デューティスイープでない発振モードがスイープ発振 デューティスイープ

設定例:SOURce1:PULSe:DCYCle:MODE SWEep
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

145CH1 の発振モードをデューティスイープに設定

2.3.201 デューティスイープ
開始値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STARt■[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STARt□[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STARt?
説明
デューティスイープのスタート値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<duty>|MINimum|MAXimum<duty> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → (方形波(デューティ可変範囲標準))
スタート値 :0.0100% ～ 99.9900%，
分解能:0.0001%，(方形波(ディーティ可変範囲拡張))
スタート値 :0.0000% ～ 100.0000%，
分解能:0.0001%，(パルス波)
スタート値 :0.0170% ～ 99.9830%，
分解能:0.0001%<units> ::= PCT
MINimum→ (方形波(デューティ可変範囲標準))0.0100%，(方形波 (ディーティ可変範囲拡張))0.0000%，(パルス波)0.0170%
MAXimum→ (方形波(デューティ可変範囲標準))99.9900%，(方形波(ディーティ可変範囲拡張))100.0000%，(パルス波)99.9830%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PULSe:DCYCle:STARt 20PCT
CH1 のディーティスイープのスタート値を 20% に設定

2.3.202 デューティスイープ
停止値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STOP■[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STOP□[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STOP?
説明
デューティスイープのストップ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<duty>|MINimum|MAXimum<duty> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → (方形波(デューティ可変範囲標準))
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

146

ストップ値 :0.0100% ～ 99.9900%，
分解能:0.0001%，(方形波(ディーティ可変範囲拡張))
ストップ値 :0.0000% ～ 100.0000%，
分解能:0.0001%，(パルス波)
ストップ値 :0.0170% ～ 99.9830%，
分解能:0.0001%<units> ::= PCT
MINimum→ (方形波(デューティ可変範囲標準))0.0100%，(方形波(ディーティ可変範囲拡張))0.0000%，(パルス波)0.0170%
MAXimum→ (方形波(デューティ可変範囲標準))99.9900%，(方形波(ディーティ可変範囲拡張))100.0000%，(パルス波)99.9830%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PULSe:DCYCle:STOP 20PCT
CH1 のディーティスイープのストップ値を 20% に設定

2.3.203 デューティスイープ
センタ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:CENTer■[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:CENTer□[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:CENTer?
説明
デューティスイープのセンタ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<duty>|MINimum|MAXimum<duty> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → (方形波(デューティ可変範囲標準))
センタ値 :0.0100% ～ 99.9900%，
分解能 :0.0001%，(方形波(ディーティ可変範囲拡張))
センタ値 :0.0000% ～ 100.0000%，
分解能 :0.0001%，(パルス波)
センタ値 :0.0170% ～ 99.9830%，
分解能 :0.0001%<units> ::= PCT
MINimum →(方形波(デューティ可変範囲標準))0.0100%，(方形波(ディーティ可変範囲拡張))0.0000%，(パルス波)0.0170%
MAXimum →(方形波(デューティ可変範囲標準))99.9900%，(方形波(ディーティ可変範囲拡張))100.0000%，
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

147

(パルス波)99.9830%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PULSe:DCYCle:CENTer 20PCT
CH1 のディーティスイープのセンタ値を 20% に設定

2.3.204 デューティスイープ
スパン値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:SPAN■[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:SPAN□[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:SPAN?
説明
デューティスイープのスパン値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<duty>|MINimum|MAXimum<duty> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → (方形波(デューティ可変範囲標準))
スパン値:0.0000% ～ 99.9800%，
分解能:0.0001%，(方形波(ディーティ可変範囲拡張))
スパン値:0.0000% ～ 100.0000%
分解能:0.0001%，(パルス波)
スパン値:0.0000% ～ 99.9660%，
分解能:0.0001%<units> ::= PCT
MINimum→ 0.0000%
MAXimum→ (方形波(デューティ可変範囲標準))99.9800%，(方形波(ディーティ可変範囲拡張))100.0000%，(パルス波)99.9660%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PULSe:DCYCle:SPAN 20PCT
CH1 のディーティスイープのスパン値を 20% に設定

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

148

2.3.205 デューティスイープ
マーカ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:MARKer:PULSe:DCYCle■[:SOURce[1|2]]:MARKer:PULSe:DCYCle□[:SOURce[1|2]]:MARKer:PULSe:DCYCle?
説明
デューティスイープのマーカ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<duty>|CENTer|MINimum|MAXimum<duty> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → (方形波(デューティ可変範囲標準))
マーカ値 :0.0100% ～ 99.9900%，
分解能 :0.0001%，(方形波(ディーティ可変範囲拡張))
マーカ値 :0.0000% ～ 100.0000%，
分解能 :0.0001%，(パルス波)
マーカ値 :0.0170% ～ 99.9830%，
分解能 :0.0001%<units> ::= PCT
CENTer→ ディーティスイープのセンタ値
MINimum→ (方形波(デューティ可変範囲標準))0.0100%，(方形波(ディーティ可変範囲拡張))0.0000%，(パルス波)0.0170%
MAXimum→ (方形波(デューティ可変範囲標準))99.9900%，(方形波(ディーティ可変範囲拡張))100.0000%，(パルス波)99.9830%
クエリ・パラメタ[CENTer|MINimum|MAXimum]
CENTer→ ディーティスイープのセンタ値の問合せ
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:MARKer:PULSe:DCYCle 20PCT
CH1 のディーティスイープのマーカ値を 20% に設定

2.3.206 デューティスイープ
開始／停止値スワップ 設定[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:SWAP■[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:SWAP
説明
デューティスイープのスタート値とストップ値の交換
設定パラメタなし
設定例
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

149

:SOURce1:PULSe:DCYCle:SWAPCH1 のデューティスイープのスタート値とストップ値を交換

2.3.207 デューティスイープ
開始／停止値出力 設定[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STATe■[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STATe
説明
デューティスイープの状態切替え
設定パラメタSTARt|STOP
STARt
STOP

→
→

出力をスタート値に切替え
出力をストップ値に切替え

設定例:SOURce1:PULSe:DCYCle:STATe STARt
CH1 のデューティスイープの状態をスタート値に切替え

2.3.208 バースト発振モード 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:STATe■[:SOURce[1|2]]:BURSt:STATe□[:SOURce[1|2]]:BURSt:STATe?
説明
発振モードの連続 / バースト切り替え
発振モードがバーストか否かの問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF
1/ON

: 連続
: バーストクエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →01: 発振モードがバースト発振モードでない: 発振モードがバースト発振モード

設定例:SOURce1:BURSt:STATe ON
CH1 の発振モードをバーストに設定

2.3.209 バースト発振
バーストモード 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:MODE■[:SOURce[1|2]]:BURSt:MODE□[:SOURce[1|2]]:BURSt:MODE?
説明
バーストモードの選択 / 問合せ
設定パラメタ
AUTO|TRIGger|GATE|TGATe
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

150

AUTO
TRIGger
GATE
TGATe→ オートバースト→ トリガバースト→ ゲート→ トリガドゲート

クエリ・パラメタなし
応答形式
AUTO|TRIG|GATE|TGAT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:BURSt:MODE AUTO
CH1 のバーストモードをオートバーストに設定

2.3.210 バースト発振
ストップレベル 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:SLEVel■[:SOURce[1|2]]:BURSt:SLEVel□[:SOURce[1|2]]:BURSt:SLEVel?
説明
バースト時のストップレベル値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<level>|MAXimum|MINimum<level> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → ストップレベル値
分解能<units> ::= PCT
MINimum→ -100.00%
MAXimum→ 100.00%:-100.00% ～ 100.00%，:0.01%

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:BURSt:SLEVel 20PCT
CH1 のバースト時のストップレベル値を 20% に設定

2.3.211 バースト発振
ストップレベル 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:SLEVel:STATe■[:SOURce[1|2]]:BURSt:SLEVel:STATe□[:SOURce[1|2]]:BURSt:SLEVel:STATe?
説明
バースト発振時のストップレベルの選択 / 問合せ
設定パラメタ<state>::=

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

<BOL>
151

<BOL>

→

0/OFF
1/ON

: 無効
: 有効

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL>
設定例:SOURce1:BURSt:SLEVel:STATe ON
CH1 のバースト発振時のストップレベルを有効に設定

2.3.212 バースト発振
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:BURSt:TYPE■:OUTPut[1|2]:SYNC:BURSt:TYPE□:OUTPut[1|2]:SYNC:BURSt:TYPE?
説明
バースト同期出力の選択 / 問合せ
設定パラメタSYNC|BSYNc
SYNC
BSYNc

→
→

基準位相同期
バースト同期

クエリ・パラメタなし
応答形式
SYNC|BSYN※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:OUTPut1:SYNC:BURSt:TYPE SYNC
CH1 のバースト同期出力を基準位相同期に設定

2.3.213 バースト発振
オートバーストモード：マーク波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:AUTO:NCYCles■[:SOURce[1|2]]:BURSt:AUTO:NCYCles□[:SOURce[1|2]]:BURSt:AUTO:NCYCles?
説明
オートバースト時のマーク波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<mark>|MINimum|MAXimum<mark> ::= <REAL><REAL> →MINimum
MAXimum

マーク波数
分解能→ 0.5 波→ 999,999.5 波

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）:0.5 波 ～ 999,999.5 波，:0.5 波

最小値の問合せ152

MAXimum→

最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:BURSt:AUTO:NCYCles 10
CH1 のオートバースト時のマーク波数を 10 波に設定

2.3.214 バースト発振
オートバーストモード：スペース波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:AUTO:SPACe■[:SOURce[1|2]]:BURSt:AUTO:SPACe□[:SOURce[1|2]]:BURSt:AUTO:SPACe?
説明
オートバースト時のスペース波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<mark>|MINimum|MAXimum<mark> ::= <REAL><REAL> →MINimum
MAXimum

スペース波数 :0.5 波～ 999,999.5 波，
分解能:0.5 波→ 0.5 波→ 999,999.5 波

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:BURSt:AUTO:SPACe 10
CH1 のオートバースト時のスペース波数を 10 波に設定

2.3.215 バースト発振
トリガバーストモード：マーク波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt[:TRIGger]:NCYCles■ [:SOURce[1|2]]:BURSt[:TRIGger]:NCYCles□ [:SOURce[1|2]]:BURSt[:TRIGger]:NCYCles?
説明
トリガバースト時のマーク波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<mark>|MINimum|MAXimum<mark> ::= <REAL><REAL> → マーク波数
分解能
MINimum→ 0.5 波MAXimum→ 999,999.5 波:0.5 波 ～ 999,999.5 波，:0.5 波

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

153

MINimum
MAXimum→ 最小値の問合せ→ 最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:BURSt:TRIGger:NCYCles 10
CH1 のトリガバースト時のマーク波数を 10 波に設定

2.3.216 バースト発振
トリガバーストモード：トリガ遅延時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt[:TRIGger]:TDELay■[:SOURce[1|2]]:BURSt[:TRIGger]:TDELay□[:SOURce[1|2]]:BURSt[:TRIGger]:TDELay?
説明トリガバーストのトリガ遅延時間の設定 / 問合せ
設定パラメタ<delay>|MINimum|MAXimum<delay> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → トリガ遅延時間 :0.0μs ～ 100s，
分解能:5 桁または 0.1μs<eunits> ::= MA|K|M|U|N<units> ::= S
MINimum→ 0.0μs
MAXimum→ 100sクエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum→ 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:BURSt:TRIGger:TDELay 10MS
CH1 のトリガバースト時のトリガ遅延時間を 10ms に設定

2.3.217 バースト発振
ゲートモード：発振停止単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:GATE:OSTop■ [:SOURce[1|2]]:BURSt:GATE:OSTop□ [:SOURce[1|2]]:BURSt:GATE:OSTop?
説明
ゲート時の発振停止単位の選択 / 問合せ
設定パラメタ
HALF|CYCLe
HALF
CYCLe

→
→

半周期
1 周期

クエリ・パラメタなし
応答形式
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

154

HALF|CYCL※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:BURSt:GATE:OSTop HALF
CH1 のゲート時の発振停止単位を半周期に設定

2.3.218 バースト発振
トリガドゲートモード：発振停止単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:TGATe:OSTop■ [:SOURce[1|2]]:BURSt:TGATe:OSTop□ [:SOURce[1|2]]:BURSt:TGATe:OSTop?
説明
トリガドゲート時の発振停止単位の選択 / 問合せ
設定パラメタ
HALF|CYCLe
HALF
CYCLe

→
→

半周期
1 周期

クエリ・パラメタなし
応答形式
HALF|CYCL※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:BURSt:TGATe:OSTop HALF
CH1 のトリガドゲート時の発振停止単位を半周期に設定

2.3.219 シーケンス
シーケンス選択[:SOURce[1|2]]:SEQuence:STATe■[:SOURce[1|2]]:SEQuence:STATe□[:SOURce[1|2]]:SEQuence:STATe?
説明
発振モードをシーケンスに切り替え発振モードがシーケンスか否かの問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF
1/ON

: 無効
: 有効

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL>
設定例:SOURce1:SEQuence:STATe ON
CH1 の発振モードをシーケンスに設定

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1552.3.220 シーケンス
ストア{:TRACe|:DATA}:SEQuence:STORe■{:TRACe|:DATA}:SEQuence:STORe
説明
シーケンスデータの保存
設定パラメタ<memory>,<name><memory> ::= <INT><INT>→ 保存先のメモリ番号 :1 ～ 10<name>::= <STR><STR> → シーケンス名 (20 文字以内 )※省略可能 (省略した場合は，変更されません)※20 文字に満たない場合は，空白 (ASCII コードで 32) を詰めて設定します。
設定例:TRACe:SEQuence:STORe 2,"name"
シーケンスデータをメモリ番号 2 にシーケンス名 "name" で保存2.3.221 シーケンス
リコール{:TRACe|:DATA}:SEQuence:RECall■{:TRACe|:DATA}:SEQuence:RECall
説明
シーケンスデータの読出し
設定パラメタ<memory>|MINimum|MAXimum<memory> ::= <INT><INT>→ メモリ番号MINimum→ 1
MAXimum→ 10:1 ～ 10

設定例:TRACe:SEQuence:RECall 2
メモリ番号 2 のシーケンスデータを読込む

2.3.222 シーケンス
シーケンスデータ入出力{:TRACe|:DATA}:SEQuence■{:TRACe|:DATA}:SEQuence□{:TRACe|:DATA}:SEQuence?
説明
シーケンスデータの入出力
設定パラメタ<memory>,[<name>],<data><memory> ::= <INT><INT>→ メモリ番号<name>::= <STR>
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）:0 ～ 10156

<STR> → シーケンス名 (20 文字以内 )※省略可能 (省略した場合は，変更されません)※20 文字に満たない場合は，空白 (ASCII コードで 32) を詰めて設定<data>::= <BLK><BLK> → シーケンスデータ( 『2.4シーケンスの入出力データの仕様』参照 )クエリ・パラメタ<memory><memory> ::= <INT><INT>→ メモリ番号:0 ～ 10

応答形式<name>,<sequence><name>::= <STR><STR> → シーケンス名 (20 文字 )<sequence> ::= <BLK><BLK> → #<digit><byte><data>#→ バイナリデータの開始<digit> → 後続する<byte>の桁数<byte> → 後続する<data>のバイト数<data>→ シーケンスデータ( 『2.4シーケンスの入出力データの仕様』参照 )備考①シーケンスデータはテキスト形式です。
②メモリ番号 0 はカレントメモリです。
③メモリ番号 0 のシーケンス名は，"<Current Memory>"(20 文字 ) となります。

2.3.223 シーケンス
シーケンスデータのコンパイル:TRIGger[1|2]:COMPile[:IMMediate]■:TRIGger[1|2]:COMPile[:IMMediate]
説明
シーケンスデータのコンパイル
設定パラメタなし
備考※"[1|2]" の有無は動作に影響を与えません。

2.3.224 シーケンス
カレントステップ番号の取得[:SOURce[1|2]]:SEQuence:CSTep?
□[:SOURce[1|2]]:SEQuence:CSTep?
説明
シーケンスのカレントステップの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
備考
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

157※"[1|2]" の有無は動作に影響を与えません。

2.3.225 シーケンス
シーケンスデータの初期化{:TRACe|:DATA}:SEQuence:CLEar■{:TRACe|:DATA}:SEQuence:CLEar
説明
シーケンスデータの初期化
設定パラメタ<memory><memory> ::= <INT><INT>→ メモリ番号:1 ～ 10

備考※メモリ番号 0 はカレントメモリです。

2.3.226 基本設定メモリ
クリア:MEMory:STATe:DELete■:MEMory:STATe:DELete
説明
設定メモリのクリア
設定パラメタ<memory>|MINimum|MAXimum<memory> ::= <INT><INT>→ メモリ番号MINimum→ 1
MAXimum→ 10:1 ～ 102.3.227 基本設定メモリ
ストア
*SAV
■*SAV
説明
設定メモリへのストア
設定パラメタ<memory> ::=
<INT>

<INT>
→ メモリ番号:1 ～ 102.3.228 基本設定メモリ
リコール
*RCL
■*RCL
説明
設定メモリからのリコール
設定パラメタ<memory> ::= <INT><INT> → メモリ番号
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）:1 ～ 10158

2.3.229 ステータスレジスタと関連キュー クリア
*CLS
■*CLS
説明
イベント・レジスタ及びエラー・キューのクリア
設定パラメタなし
備考①クリア対象は以下のレジスタとなります。
- ステータス・バイト・レジスタ- スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ- オペレーション・ステータス・イベント・レジスタ- CH1 オペレーション・ステータス・イベント・レジスタ- CH2 オペレーション・ステータス・イベント・レジスタ- クエスチョナブル・データ・ステータス・イベント・レジスタ- ワーニング・イベント・レジスタ- CH1 ワーニング・イベント・レジスタ- CH2 ワーニング・イベント・レジスタ- エラー・キュー②本コマンドにより，オーバロードのメッセージ (No.23133) をクリアすることができます。

2.3.230 ステータス・レポーティング関連 プリセット 設定:STATus:PRESet■:STATus:PRESet
説明
レジスタのプリセット
パラメタ
なし
備考
※本コマンドのクリア対象は以下のレジスタとなります。
- オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 負 )- オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 正 )- オペレーション・ステータス・イネーブル・レジスタ- CH1 オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 負 )- CH1 オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 正 )- CH1 オペレーション・ステータス・イネーブル・レジスタ- CH2 オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 負 )- CH2 オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 正 )- CH2 オペレーション・ステータス・イネーブル・レジスタ- クエスチョナブル・データ・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 負 )- クエスチョナブル・データ・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 正 )- クエスチョナブル・データ・ステータス・イネーブル・レジスタ- ワーニング・イベント・イネーブル・レジスタ- CH1 ワーニング・イベント・イネーブル・レジスタ- CH2 ワーニング・イベント・イネーブル・レジスタ

2.3.231 電源投入時のステータスレジスタ クリアフラグ 設定／問合せ*PSC
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

159

■*PSC□*PSC?
説明
パワー・オン・ステータス・クリア・フラグの設定 / 問合せ
設定パラメタ<state>::= <INT><INT> →

0
1

: OFF
: ON

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
*PSC 1 イネーブル・レジスタ等のパワー・オン時の自動クリアを有効に設定

2.3.232 ステータス・バイト・レジスタ 問合せ*STB?
□*STB?
説明
ステータス・バイト・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

2.3.233 サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ 設定／問合せ
*SRE
■*SRE
□*SRE?
説明サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタの設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『3 ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
*SRE 8
サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタに 8 を設定

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

160

2.3.234 スタンダード・イベント・ステータ ス・レジスタ 問合せ*ESR?
□*ESR?
説明スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

2.3.235 スタンダード・イベント・イネーブル・レジスタ 設定／問合せ
*ESE
■*ESE
□*ESE?
説明スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタの設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『3 ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
*ESE 8スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタに 8 を設定

2.3.236 コンディション・レジスタ 問合せ:STATus:OPERation:CONDition?
□:STATus:OPERation:CONDition?
説明
オペレーション・ステータス・コンディション・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

2.3.237 トランジッション・フィルタ・レジスタ（負） 設定／問合せ:STATus:OPERation:NTRansition■:STATus:OPERation:NTRansition□:STATus:OPERation:NTRansition?
説明
オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 負 ) の設定 / 問合せ
設定パラメタWF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

161

<value>::= <INT><INT> → 設定値については『3 ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:OPERation:NTRansition 512
オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 負 ) のビット 9 に 1 を設定

2.3.238 トランジッション・フィルタ・レジスタ（正） 設定／問合せ:STATus:OPERation:PTRansition■:STATus:OPERation:PTRansition□:STATus:OPERation:PTRansition?
説明
オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 正 ) の設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『3 ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:OPERation:PTRansition 512
オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 正 ) のビット 9 に 1 を設定

2.3.239 イベント・レジスタ 問合せ:STATus:OPERation[:EVENt]?
□:STATus:OPERation[:EVENt]?
説明
オペレーション・ステータス・イベント・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:OPERation:EVENt?
オペレーション・ステータス・イベント・レジスタの問合せ

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

162

2.3.240 イベント・イネーブル・レジスタ 設定／問合せ:STATus:OPERation:ENABle■:STATus:OPERation:ENABle□:STATus:OPERation:ENABle?
説明
オペレーション・ステータス・イベント・イネーブル・レジスタの設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『3 ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:OPERation:ENABle 512
オペレーション・ステータス・イベント・イネーブル・レジスタのビット 9 に 1 を設定

2.3.241 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1）
コンディション・レジスタ 問合せ:STATus:OPERation:CH1:CONDition?
□:STATus:OPERation:CH1:CONDition?
説明CH1 オペレーション・ステータス・コンディション・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

2.3.242 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1）
トランジッション・フィルタ・レジスタ（負） 設定／問合せ:STATus:OPERation:CH1:NTRansition■:STATus:OPERation:CH1:NTRansition□:STATus:OPERation:CH1:NTRansition?
説明CH1 オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 負 ) の設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『3 ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:OPERation:CH1:NTRansition 8
CH1 オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 負 ) のビット 3 に 1 を設定
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）
163

2.3.243 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1）
トランジッション・フィルタ・レジスタ（正） 設定／問合せ:STATus:OPERation:CH1:PTRansition■:STATus:OPERation:CH1:PTRansition□:STATus:OPERation:CH1:PTRansition?
説明CH1 オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 正 ) の設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『3 ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:OPERation:CH1:PTRansition 8
CH1 オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 正 ) のビット 3 に 1 を設定

2.3.244 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1）
イベント・レジスタ 問合せ:STATus:OPERation:CH1[:EVENt]?
□:STATus:OPERation:CH1[:EVENt]?
説明
CH1 オペレーション・ステータス・イベント・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

2.3.245 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1）
イベント・イネーブル・レジスタ 設定／問合せ:STATus:OPERation:CH1:ENABle■:STATus:OPERation:CH1:ENABle□:STATus:OPERation:CH1:ENABle?
説明CH1 オペレーション・ステータス・イベント・イネーブル・レジスタの設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『3 ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:OPERation:CH1:ENABle 8
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

164CH1 オペレーション・ステータス・イベント・イネーブル・レジスタのビット 3 に 1 を設定

2.3.246 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2）
コンディション・レジスタ 問合せ:STATus:OPERation:CH2:CONDition?
□:STATus:OPERation:CH2:CONDition?
説明CH2 オペレーション・ステータス・コンディション・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

2.3.247 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2）
トランジッション・フィルタ・レジスタ（負） 設定／問合せ:STATus:OPERation:CH2:NTRansition■:STATus:OPERation:CH2:NTRansition□:STATus:OPERation:CH2:NTRansition?
説明CH2 オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 負 ) の設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『3 ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:OPERation:CH2:NTRansition 8
CH2 オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 負 ) のビット 3 に 1 を設定

2.3.248 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2）
トランジッション・フィルタ・レジスタ（正） 設定／問合せ:STATus:OPERation:CH2:PTRansition■:STATus:OPERation:CH2:PTRansition□:STATus:OPERation:CH2:PTRansition?
説明CH2 オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 正 ) の設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『3 ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

165

:STATus:OPERation:CH2:PTRansition 8
CH2 オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 正 ) のビット 3 に 1 を設定

2.3.249 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2）
イベント・レジスタ 設定:STATus:OPERation:CH2[:EVENt]?
□:STATus:OPERation:CH2[:EVENt]?
説明
CH2 オペレーション・ステータス・イベント・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

2.3.250 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2）
イベント・イネーブル・レジスタ 設定／問合せ:STATus:OPERation:CH2:ENABle■:STATus:OPERation:CH2:ENABle□:STATus:OPERation:CH2:ENABle?
説明CH2 オペレーション・ステータス・イベント・イネーブル・レジスタの設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『3 ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:OPERation:CH2:ENABle 8
CH2 オペレーション・ステータス・イベント・イネーブル・レジスタのビット 3 に 1 を設定

2.3.251 クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・グループ
コンディション・レジスタ 問合せ:STATus:QUEStionable:CONDition?
□:STATus:QUEStionable:CONDition?
説明
クエスチョナブル・データ・ステータス・コンディション・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1662.3.252 クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・グループ
トランジッション・フィルタ・レジスタ（負） 設定／問合せ:STATus:QUEStionable:NTRansition■:STATus:QUEStionable:NTRansition□:STATus:QUEStionable:NTRansition?
説明
クエスチョナブル・データ・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 負 ) の設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『3 ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:QUEStionable:NTRansition 16
クエスチョナブル・データ・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 負 ) のビット 4 に 1 を設定

2.3.253 クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・グループ
トランジッション・フィルタ・レジスタ（正） 設定／問合せ:STATus:QUEStionable:PTRansition■:STATus:QUEStionable:PTRansition□:STATus:QUEStionable:PTRansition?
説明
クエスチョナブル・データ・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 正 ) の設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『3 ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:QUEStionable:PTRansition 16
クエスチョナブル・データ・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 正 ) のビット 4 に 1 を設定

2.3.254 クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・グループ
イベント・レジスタ 問合せ:STATus:QUEStionable[:EVENt]?
□:STATus:QUEStionable[:EVENt]?
説明
クエスチョナブル・データ・ステータス・イベント・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

167

なし
応答形式
<NR1>

2.3.255 クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・グループ
イベント・イネーブル・レジスタ 設定／問合せ:STATus:QUEStionable:ENABle■:STATus:QUEStionable:ENABle□:STATus:QUEStionable:ENABle?
説明
クエスチョナブル・データ・ステータス・イベント・イネーブル・レジスタの設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『3 ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:QUEStionable:ENABle 16
クエスチョナブル・データ・ステータス・イベント・イネーブル・レジスタのビット 4 に 1 を設定

2.3.256 ワーニング・イベント・レジスタ・グループ
イベント・レジスタ 問合せ:STATus:WARNing[:EVENt]?
□:STATus:WARNing[:EVENt]?
説明
ワーニング・イベント・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

2.3.257 ワーニング・イベント・レジスタ・グループ
イベント・イネーブル・レジスタ 設定／問合せ:STATus:WARNing:ENABle■:STATus:WARNing:ENABle□:STATus:WARNing:ENABle?
説明
ワーニング・イベント・イネーブル・レジスタの設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『3 ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタなし
応答形式
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

168<NR1>
設定例:STATus:WARNing:ENABle 512
ワーニング・イベント・イネーブル・レジスタのビット 9 に 1 を設定

2.3.258 ワーニング・イベント・レジスタ・グループ（CH1）
イベント・レジスタ 問合せ:STATus:WARNing:CH1[:EVENt]?
□:STATus:WARNing:CH1[:EVENt]?
説明
CH1 ワーニング・イベント・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

2.3.259 ワーニング・イベント・レジスタ・グループ（CH1）
イベント・イネーブル・レジスタ 設定／問合せ:STATus:WARNing:CH1:ENABle■:STATus:WARNing:CH1:ENABle□:STATus:WARNing:CH1:ENABle?
説明CH1 ワーニング・イベント・イネーブル・レジスタの設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『3 ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:WARNing:CH1:ENABle 16
CH1 ワーニング・イベント・イネーブル・レジスタのビット 4 に 1 を設定

2.3.260 ワーニング・イベント・レジスタ・グループ（CH2）
イベント・レジスタ 問合せ:STATus:WARNing:CH2[:EVENt]?
□:STATus:WARNing:CH2[:EVENt]?
説明
CH2 ワーニング・イベント・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1692.3.261 ワーニング・イベント・レジスタ・グループ（CH2）
イベント・イネーブル・レジスタ 設定／問合せ:STATus:WARNing:CH2:ENABle■:STATus:WARNing:CH2:ENABle□:STATus:WARNing:CH2:ENABle?
説明CH2 ワーニング・イベント・イネーブル・レジスタの設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『3 ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:WARNing:CH2:ENABle 16
CH2 ワーニング・イベント・イネーブル・レジスタのビット 4 に 1 を設定

2.3.262 機器固有情報 問合せ*IDN?
□*IDN?
説明
機器の ID 読出し
クエリ・パラメタなし
応答形式<corporation>,<model>,<serial>,<firmware><corporation>→ 製造業者<model>→ モデル<serial>→ シリアル番号<firmware>→ ファームウェア・バージョン:NF Corporation:(例) WF1973:(例) 1234567:(例) Ver1.00

2.3.263 エラーメッセージ 問合せ:SYSTem:ERRor?
□:SYSTem:ERRor?
説明
エラーの問合せ
クエリ・パラメタなし
応答形式<code>,<message><code> ::= <INT><INT>→ エラーコード<message> ::= <STR><STR> → エラーメッセージ
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

170

2.3.264 設定初期化（ステータスレジスタ等をクリアしない）
*RST
■*RST
説明
設定の初期化
設定パラメタなし

2.3.265 動作完了イベントビットのセット
*OPC
■*OPC
説明
前の全コマンド終了時の OPC ビットへの 1 の設定
設定パラメタなし

2.3.266 動作完了時に出力キーに 1 をセット
*OPC?
□*OPC?
説明前の全コマンド終了時の出力バッファへの 1 の設定
クエリ・パラメタなし

2.3.267 コマンド，クエリの実行待ち
*WAI
■*WAI
説明
前の全コマンド実行の終了待ち
設定パラメタなし

2.3.268 自己診断結果 問合せ*TST?
□*TST?
説明
自己診断結果の問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

→

0

備考
①本器では，常に 0 を応答します。
②外部制御による内部状態のチェックはできません。パネル面の操作で行ってください。
WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1712.3.269 外部基準周波数入力 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:ROSCillator:SOURce■[:SOURce[1|2]]:ROSCillator:SOURce□[:SOURce[1|2]]:ROSCillator:SOURce?
説明
基準周波数源の設定 / 問合せ
設定パラメタ
INTernal|EXTernal
INTernal
EXTernal→→

内部クロック
外部基準周波数入力

クエリ・パラメタなし
応答形式
INT|EXT
設定例:SOURce:ROSCillator:SOURce INTernal
基準周波数源を内部クロックに設定
備考※"[1|2]" の有無は動作に影響を与えません。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

172

2.4

シーケンスの入出力データの仕様

シーケンスの入出力コマンド {:TRACe|:DATA}:SEQuence で取り扱うデータは INI ファイル形式
です。INI ファイルのセクションとキーは以下に説明します。

2.4.1

セクション [FILE]

ファイル・フォーマットに関するパラメタを設定します。このセクションは必須です。
(1) ファイルのバージョン
VERSION = <version><version> ::= <STR><STR> → ファイルのバージョン※ ファイルのバージョンは「”1.00”」を指定してください。

2.4.2

セクション [SYSTEM]

機器側のシステム情報を設定します。このセクションは必須です。
(1) 型名MODEL = <mod><mod> ::= <STR><STR> → 型名(2) チャネル数
NCHAN = <chan><chan> ::= <INT><INT>→ チャネル数(3) ファームウェアのバージョン
VERSION = <version><version> ::= <STR><STR> → ファームウェアのバージョン※ ファームウェアのバージョンは「”1.00”」を指定してください。

2.4.3

セクション [DATA](1) シーケンス
シーケンス全体に関するデータを設定します。
SEQ = <stsstp>,<syncout>,<dctrl>,<dctrl_mode>,<trgslp><stsstp>
::=
<INT>

<INT>
→ スタートステップ（1 ～ 225）

<syncout>::=<DISC><DISC>→ 同期出力（SYNC : 波形同期，SSYN : シーケンス同期）<dctrl>
::=
<BOL>

<BOL>
→ デジタル制御入力 ON / OFF（0 / OFF : OFF，1 / ON : ON）<dctrl_mode> ::=<DISC><DISC>→ デジタル制御の使用方法

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

173

（STAR : 開始，SBR : ステートブランチ）<trgslp> ::= <DISC><DISC>→ トリガ極性（POS : 正，NEG : 負，OFF : 禁止）(2) ステップ
各ステップに関するデータを設定します。
STEP#<step> = <time>,<sterm>,<auto_hold>,<scode>,<stbra_sw>,<stbra>,<evbra_sw>,<evbra>,<jpstp_sw>,<jpstp>,<jpcnt_sw>,<jpcnt>,<sphase_sw>,<sphase><step>
::=
<INT>

<INT>
→

<time>::=<REAL><REAL>→ ステップ時間<sterm>::=<DISC><DISC>→ ステップ終端（CONT : 継続，STOP : 終了）<auto_hold> ::=
<BOL>

<BOL>
→ オートホールド ON / OFF（0 / OFF : OFF，1 / ON : ON）<scode>
::=
<INT>

<INT>
→

<stbra_sw> ::=
<BOL>

<BOL>
→ ステートブランチステップ ON / OFF（0 / OFF : OFF，1 / ON : ON）<stbra>
::=
<INT>

<INT>
→

<evbra_sw> ::=
<BOL>

<BOL>
→ イベントブランチステップ ON / OFF（0 / OFF : OFF，1 / ON : ON）<evbra>
::=
<INT>

<INT>
→

<jpstp_sw> ::=
<BOL>

<BOL>
→ ジャンプステップ ON / OFF（0 / OFF : OFF，1 / ON : ON）<jpstp>
::=
<INT>

<INT>
→

<jpcnt_sw> ::=<DISC><DISC>→ ジャンプ回数指定（INF : 無限回数，ON : 指定回数だけジャンプ）<jpcnt>
::=
<INT>

<INT>
→

<sphase_sw> ::=
<BOL>

<BOL>
→ 終了位相 ON / OFF（0 / OFF : OFF，1 / ON : ON）<sphase>::=<REAL><REAL>→ 終了位相WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

ステップ数（0 ～ 225）

ステップコード

ステートブランチステップ（0 ～ 225）

イベントブランチステップ（0 ～ 225）

ジャンプステップ（0 ～ 225）

ジャンプ回数174

(3) チャネル・データ
各チャネルに関するデータを設定します。
CHAN#<step>#<chan> = <wf_type>,<wf_arb_no>,<wf_polarity>,<wf_scale>,<wf_squex>,<freq_val>,<freq_actn>,<amptd_val>,<amptd_actn>,<ofs_val>,<ofs_actn>,<ph_val>,<ph_actn>,<dy_val>,<dy_actn><step>
<INT>

::=

<INT>
→ ステップ数（0 ～ 225）

<chan>
<INT>

::=

<INT>
→ チャネル番号（1 ～ 2）

<wf_type>::=<DISC><DISC>→ 波形（DC: DC，NOIS : ノイズ，SIN : 正弦波，
SQU : 方形波，USER : 任意波）

<wf_arb_no>
<INT>

<INT>
→ 任意波番号（0 ～ 128）::=

<wf_polarity> ::=<DISC><DISC>→ 波形極性（NORM : ノーマル，INV : 反転）<wf_scale>::=<DISC><DISC>→ 波形振幅範囲（PFS : 0 / +FS，FS : ±FS，MFS : -FS / 0）

<wf_squex>
<BOL>

<BOL>
→ 方形波拡張 ON / OFF（0 / OFF : OFF，1 / ON : ON）::=<freq_val>::=<REAL><REAL>→ 周波数<freq_actn>::=<DISC><DISC>→ 動作種別（CONS :コンスタント，KEEP :キープ，SWE :スイープ）<amptd_val>::=<REAL><REAL>→ 振幅<amptd_actn> ::=<DISC><DISC>→ 動作種別（CONS :コンスタント，KEEP :キープ，SWE :スイープ）<ofs_val>::=<REAL><REAL>→ DC オフセット<ofs_actn>::=<DISC><DISC>→ 動作種別（CONS :コンスタント，KEEP :キープ，SWE :スイープ）<ph_val>::=<REAL><REAL>→ 位相<ph_actn>::=<DISC><DISC>→ 動作種別（CONS :コンスタント，KEEP :キープ，SWE :スイープ）<dy_val>::=<REAL><REAL>→ デューティ

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）175<dy_actn>::=<DISC><DISC>→ 動作種別（CONS :コンスタント，KEEP :キープ，SWE :スイープ）

トリガ / 発振状態制御

2.5

WF1973/WF1974 は，外部制御からトリガを与えるためのコマンド（GET（グループ・エクスキュート・トリガ），「*TRG」，および「:TRIGger[1|2][:SEQuence][:IMMediate]」）と，発振状態を制御するためのコマンド（「:TRIGger[1|2]:SELected:EXEcute」）を備えています。
これらのコマンドは，表 2.3 のように，発振モードによっては無効な場合があります。無効なコマンドを受信した場合は無視します。
表 2.3 発振モードごとのトリガ / 発振状態制御コマンドの有効性
GET/*TRG/:TRIGger[1|2][:SEQuence][:IMMediate]:TRIGger[1|2]:SELected:EXEcute

連続

無効

無効

変調

無効

有効

連続

無効

有効

単発

有効

有効

ゲーテッド単発

有効有効オートバースト無効

無効

トリガバースト

有効

無効

ゲート

無効

無効

トリガドゲート

有効

無効

無効

有効

発振モード

スイープ

バースト

シーケンス

上記コマンドのうち，GET および「*TRG」については，CH1 を対象とするものでありチャネルの指定はできません。但し，2 チャネル同値設定が ON の場合，CH1 と CH2 が対象となります（WF1974
のみ）。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

176

2.6

システム単位

システム単位とは，外部制御による周波数，振幅等のパラメタの設定 / 問合せでデフォルトの単位となるものです。システム単位を変更しても筐体画面には反映されません。パラメタ設定で単位を省略した場合，単位としてシステム単位が指定されたものとして解釈し実行します。また，パラメ
タ問合せの際には，システム単位に基づいて応答メッセージを返します。
例えば，振幅のシステム単位が Vrms だった場合，本器は以下のように振幅を設定します。
単位を Vp-p に指定した場合：:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude 1.0Vpp→ 指定の単位でコマンド解釈するため，振幅を 1.0Vp-p に設定します。
単位を省略した場合：:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude 1.0→ 単位としてシステム単位が指定されているものとしてコマンド解釈するため，振幅を 1.0Vrmsに設定します。

システム単位を設定するには，以下のコマンドを使用します。
周波数のシステム単位設定：[:SOURce[1|2]]:FREQuency:UNIT
振幅のシステム単位設定：[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:AMPLitude:UNIT
DC オフセット，ハイレベルおよびローレベルのシステム単位設定：[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:UNIT[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH:UNIT[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW:UNIT※ DC オフセット，ハイレベルおよびローレベルは 1 つのシステム単位を共用しています。上記，
3 つのコマンドは同一の機能となります。
位相のシステム単位設定：[:SOURce[1|2]]:PHASe:UNIT
方形波 / パルスのデューティのシステム単位設定：[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:UNIT
周期のシステム単位設定：[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod:UNIT

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）177

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

178

3.

ステータスシステム

3.1 ステータス・バイト・レジスタとサービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ ······················································ 180
3.2 スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ・グループ ············································ 182
3.3 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ /クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・グループ ································ 183
3.4 ワーニング・イベント・レジスタ・グループ ·································································· 192
3.5 その他 ······················································································································· 194

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）179

WF1973/WF1974 は，IEEE488.2 で定義されているステータス・レポーティング機能を搭載して
います。

3.1

ステータス・バイト・レジスタとサービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ

サービス・バイト・レジスタとサービス・リクエスト・イネーブル・レジスタの構成を図 3.1 に示します。

ステータス・バイト・レジスタ
サービス
リクエスト
生成

論
理
和

サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ

図 3.1

ステータス・バイト・レジスタとサービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1803.1.1

ステータス・バイト・レジスタ

ステータス・バイト・レジスタの各ビットの内容を表 3.1 に示します。
表 3.1
ビット

重み

ステータス・バイト・レジスタ

記号

内容
（未使用）

0
1

2

WAR

ワーニング・イベント・レジスタ・サマリ

2

4

ERR

エラー・キュー・サマリ

3

8

QUE

クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・サマリ

4

16

MAV

メッセージ・キュー・サマリ

5

32

ESB

イベント・サマリ・ビット

664

RQS/MSS

7

128

OPR

リクエスト・サービス / マスタ・サマリ・ステータス
オペレーション・ステータス・レジスタ・サマリ

ステータス・バイト・レジスタは，*CLS コマンドを受信した場合にクリアされます。

3.1.2

サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ

サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタは，図 3.1 に示されるサービス・リクエストを発生させるステータス・バイト・レジスタ内のサマリ・ビットの選択に使用します。サービス・リクエ
スト・イネーブル・レジスタは，パワー・オン・ステータス・クリア・フラグ (*PSC で設定 ) が TRUEの状態で電源が投入された場合にクリアされます。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

181

3.2

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ・グループ

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ・グループを図 3.2 に示します。

図 3.2

3.2.1

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ・グループ

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの各ビットの内容を表 3.2 に示します。
表 3.2

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ

ビット

重み

記号

内容

0

1

OPC

オペレーション完了

1

2

RQC

要求コントロール

2

4

QYE

問合せエラー

38DDE装置に固有のエラー

4

16

EXE

実行エラー

5

32

CME

コマンドエラー

6

64

URQ

ユーザ要求

7

128

PON

電源投入

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタは，*ESR? クエリもしくは *CLS コマンドを 受信した場合にクリアされます。

3.2.2

スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ

スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタは，図 3.2 に示されるように，スタンダード・イベント・ステータス・レジスタのビットの選択に使用し，その選択されたビットの状
態をステータス・バイト・レジスタの ESB に反映させるものです。

スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタは，パワー・オン・ステータス・ク
リア・フラグ (*PSC で設定 ) が TRUE の状態で電源が投入された場合にクリアされます。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

182

3.3

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ /クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・グループ

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループとクエスチョナブル・データ・ステータス・レ
ジ スタ・グループの構成を図 3.3 に示します。

図 3.3 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ /クエスチョナブル・データ・ ステータス・レジスタ・グループ

3.3.1

各レジスタの概要

3.3.1.1コンディション・レジスタ
コンディション・レジスタは，WF1973/WF1974 の現在の状態を表すものです。なお，コンディション・レジスタに対するクエリを受信した場合でもクリアされません。

3.3.1.2トランジッション・フィルタ・レジスタ
トランジッション・フィルタ・レジスタは，イベント・ビットの遷移を決定するためのものです。
トランジッション・フィルタの設定とイベント・レジスタの遷移との関係を表 3.3 に示します。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

183表 3.3

トランジッション・フィルタとイベント・レジスタの遷移

正のトランジッション・フィルタ の各
ビットの設定負のトランジッション・フィルタ の各
ビットの設定イベント・レジスタのビットを1 にするためのコンディション・
レジスタの遷移

1

0

0 → 1

0

1

1 → 0

1

1

0 → 1 or 1 → 0

00

イベント・レジスタのビットは 1になりません。

トランジッション・フィルタ・レジスタは，:STATus:PRESet コマンドを受信した場合，あるいは
パワー・オン・ステータス・クリア・フラグ (*PSC で設定 ) が TRUE の状態で電源が投入された場合にクリアされます。

3.3.1.3イベント・レジスタ
イベント・レジスタは，トランジッション・フィルタ・レジスタの設定に応じて，コンディション・
レジスタの変化を反映させるものです。イベント・レジスタは，イベント・レジスタに対するクエリもしくは *CLS コマンドを受信した場合にクリアされます。

3.3.1.4イベント・イネーブル・レジスタ
イベント・イネーブル・レジスタは，サマライズするイベント・レジスタ内のビットの選択に使用するレジスタです。
イベント・イネーブル・レジスタは，図 3.3 に示されるように，イベント・レジスタのビットの選択に使用し，その選択されたビットの状態をステータス・バイト・レジスタのサマリ・ビットに反映させるものです。
イベント・イネーブル・レジスタは，:STATus:PRESet コマンドを受信した場合，あるいはパワー・オン・ステータス・クリア・フラグ (*PSC で設定 ) が TRUE の状態で電源が投入された場合にクリアされます。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1843.3.2

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループを図 3.3 に示します。レジスタ・セットをチャネルごとに 1 セット，それらをサマライズするためのレジスタ・セットを 1 セット持ちます。各
オペレーション・ステータス・レジスタの内容を表 3.4 と表 3.5 に示します。
表 3.4
ビット

オペレーション・ステータス・レジスタ

重み

内容

0

( 不使用 )

1

( 不使用 )

2

( 不使用 )

3

( 不使用 )

4

( 不使用 )

5

( 不使用 )

6

( 不使用 )

7

( 不使用 )

8

( 不使用 )

9512

CH1 オペレーション・ステータス・レジスタ・サマリ

10

1024

CH2 オペレーション・ステータス・レジスタ・サマリ

11( 不使用 )

12

( 不使用 )

13

( 予約 )

14( 予約 )

15

常に 0

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

185表 3.5 CH1(CH2) オペレーション・ステータス・レジスタ
ビット

重み

内容

0

1

シーケンス / EDIT
Edit 状態を表します。

1

2

シーケンス / READY
Ready 状態を表します。

2

4

シーケンス / RUN
Run 状態または Hold 状態を表します。

38

シーケンス / HOLD
Hold 状態を表します。

4

（未使用）

5

（未使用）

6

（未使用）

7

128

変調 / スイープ / バースト：STOP
Stop 状態や Conflict 状態など発振モード本来の発振をしていない状態を表します。
また，Run 状態であっても，トリガバーストにおけるトリガ遅延期間や，トリガドゲートでゲートが閉じてからの半波，全波の発振期間中も 1 に
なります。

8

256

連続発振 / 変調 / スイープ / バースト：RUN
Run 状態および Hold 状態を表します。

9512

スイープ：HOLD
Hold 状態を表します。

10

1024

スイープ / バースト：TRIGGER WAIT
TrigWait 状態を表します。

11

2048

変調 / スイープ / バースト：CONFLICTConflict 状態を表します。

12

（未使用）

13

（未使用）

14

（未使用）

15

常に 0

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

186

表 3.5 の各ビットと，出力波形の関係を以下に示します。

3.3.2.1連続発振

機器の状態

図 3.4 連続発振時の出力とオペレーション・ステータス・レジスタ (ビット 7-11) の関係

3.3.2.2変調

機器の状態

制約解除

図 3.5 変調時の出力とオペレーション・ステータス・レジスタ ( ビット 7-11) の関係

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1873.3.2.3スイープ

機器の状態

制約解除

図 3.6 単発スイープ，ゲーテッド単発スイープ時の出力とオペレーション・ステータス・レジスタ(ビット 7-11) の関係

機器の状態

制約解除

図 3.7 連続スイープ時の出力とオペレーション・ステータス・レジスタ (ビット 7-11) の関係

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

1883.3.2.4バースト

機器の状態

制約解除

図 3.8 オートバースト時の出力とオペレーション・ステータス・レジスタ (ビット 7-11) の関係

機器の状態

制約解除

図 3.9 トリガバースト時の出力とオペレーション・ステータス・レジスタ (ビット 7-11) の関係

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

189

機器の状態

制約解除

機器の状態

図 3.10 ゲート時の出力とオペレーション・ステータス・レジスタ (ビット 7-11) の関係

機器の状態

制約解除

図 3.11 トリガドゲート時の出力とオペレーション・ステータス・レジスタ (ビット 7-11) の関係

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

190

3.3.2.5シーケンス

機器の状態

完了

図 3.12 シーケンス時の出力とオペレーション・ステータス・レジスタ (ビット 0-3) の関係

3.3.3

クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・グループ

クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタの内容を表 3.6 に示します。
表 3.6
ビット

重み

0

1

クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ
内容
オーバロード (CH1)

1

（未使用）

2

（未使用）

3

（未使用）

4

16

（未使用）

5
6

64

256

キャリブレーションできていない状態を表します。
（未使用）

9
10

外部基準クロック無し
（未使用）

7
8

過熱検出

1024

オーバロード (CH2)

11

（未使用）

12

（未使用）

13

（未使用）

14

（未使用）

15

常に 0

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

191

3.4

ワーニング・イベント・レジスタ・グループ

ワーニング・イベント・レジスタ・グループは，表 3.7 に示します。レジスタ・セットをチャネル
ごとに 1 セット，それらをサマライズするために 1 セットの計 3 セットから構成されています。
イベント・レジスタ

イベント・イネーブル・レジスタ

論理和ステータス・バイト・レジスタ(WAR)
ワーニング・イベント・レジスタ(サマリ・ビット)

図 3.13 ワーニング・イベント・ステータス・レジスタ・グループのモデル

3.4.1

イベント・レジスタ

ワーニング・イベント・レジスタ及び CH1(CH2) ワーニング・イベント・レジスタの各ビットの内
容を表 3.7 及び表 3.8 に示します。
ここで，表 3.8 の用語の意味は次の通りです。
チャネルモードパラメタ：
周波数差および周波数比を意味します。
波形パラメタ：デューティ可変範囲，波形極性，振幅範囲，ランプ波のシンメトリ，その他パラメタ可変波形に固有のパラメタを意味します。
基本パラメタ：
周波数，周期，位相，振幅，DC オフセット，ハイレベル，ローレベル，デューティ，パルス幅および立ち上がり / 立ち下がり時間を意味します。
その他のパラメタ：
チャネルモード，チャネルモードパラメタ，波形，波形パラメタ，基本パラメタ及びシステム単位
以外のパラメタを意味します。

なお，ワーニング・イベント・レジスタは，外部制御による機器の状態変化を表すものであり，パネル操作による機器の状態変化を表すものではありません。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）192表 3.7 ワーニング・イベント・レジスタ
ビット

重み

内容

0

（未使用）

1

（未使用）

2

（未使用）

3

（未使用）

4

（未使用）

5

（未使用）

6

（未使用）

7

（未使用）

8

（未使用）

9

512

CH1 ワーニング・イベント・レジスタ・サマリ

10

1024

CH2 ワーニング・イベント・レジスタ・サマリ

11

（未使用）

12

（未使用）

13

（未使用）

14

（未使用）

15

常に 0

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）193表 3.8 CH1(CH2) ワーニング・イベント・レジスタ
ビット

重み

0

1

チャネルモードまたはチャネルモードパラメタの変更によって，波形または波形パラメタが変更されました。

1

2

チャネルモードまたはチャネルモードパラメタの変更によって，基本パラメタが変更されました。

2

4

チャネルモードまたはチャネルモードパラメタの変更によって，発振モードが変更されました。

3

8

チャネルモードまたはチャネルモードパラメタの変更によって，その他のパラメタが変更されました。

4

16波形または波形パラメタの変更によって，チャネルモードまたはチャネルモード
パラメタが変更されました。

532

波形または波形パラメタの変更によって，基本パラメタが変更されました。

664

波形または波形パラメタの変更によって，発振モードが変更されました。

7128

波形または波形パラメタの変更によって，その他のパラメタが変更されました。

8256

基本パラメタ ( 周波数，周期，位相，振幅，DC オフセット，ハイレベルおよびローレベル ) の変更によって，その他の基本パラメタが変更されました。

9512

基本パラメタ ( デューティおよびパルス幅 ) の変更によって，その他の
基本パラメタが変更されました。

10

1024

基本パラメタ ( 立ち上がり時間および立ち下がり時間 ) の変更によって，その他の基本パラメタが変更されました。

11

2048

基本パラメタの変更によって，その他のパラメタが変更されました。

12

4096

システム単位が変更されました。
（未使用）

13
14

内容

16384

15

その他のパラメタが変更されました。
常に 0

イベント・レジスタは，イベント・レジスタに対するクエリもしくは *CLS コマンドを受信した場合にクリアされます。

3.4.2

イベント・イネーブル・レジスタ

イベント・イネーブル・レジスタは，サマライズするイベント・レジスタ内のビットの選択に使用するレジスタです。
イベント・イネーブル・レジスタは，:STATus:PRESet コマンドを受信した場合，あるいはパワー・オン・ステータス・クリア・フラグ (*PSC で設定 ) が TRUE の状態で電源が投入された場合にクリアされます。

3.5

その他

WF1973/WF1974 は，エラーキューとメッセージ・キューを備えています。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

194

4.

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

エラーメッセージ

195

外部から制御しているときにエラーが発生すると，エラーキューにエラー番号が格納されます。 このエラー番号とそれに対応するメッセージ及びエラーの内容は表 4.1 の通りです。 エラー番号とメッセージは，“:SYSTem:ERRor? ” で問合せることができます。
表 4.1
エラー番号

メッセージ

エラー番号，メッセージおよびその内容
内容（（ ）内の数字は画面表示されるエラーコード）-102

Syntax error

受信文字列中に誤った構文があります。

-108

Parameter not allowed

パラメタが多すぎます。

-109

Missing parameter

パラメタが不足しています。

-110

Command header error

ヘッダに誤りがあります。

-111

Header separator error

ヘッダのキーワード・セパレータに誤りがあります。

-113

Undefined header

受信文字列中に無効なヘッダが含まれています。

-120

Numeric data error

数値パラメタに誤りがあります。

-130

Suffix error

数値パラメタのサフィックスに誤りがあります。

-140

Character data error

ディスクリート・パラメタに誤りがあります。

-150

String data error

文字列パラメタに誤りがあります。

-160

Block data error

ブロック・パラメタに誤りがあります。

-200

Execution error

コマンドが実行できません。 以下の場合，当該エラーが発生します。
・ 機器の状態により，“*CLS ” が実行できなかった場合
・ 機器の状態により，“*RST ” が実行できなかった場合
・ 機器の状態により，シーケンスから他の発振モードに変更できなかった場合
・ 上記の他，実行できなかった場合-211

Trigger ignored

GET（グループ・エクスキュート・トリガ），“*TRG ”，その他トリガに関するコマンドを無視しました。
以下の場合，当該エラーが発生します。
・ 機器がシーケンスの Edit 状態でないためにコンパイル命令を無視した場合・ 機器シーケンスの Ready 状態でないためにリモートからのトリガを無視した場合・ 機器の状態により，制御コマンドを無視した場合-220

Parameter error

パラメタに誤りがあります。
以下の場合，当該エラーが発生します。
・ 数値パラメタのプレフィックス / 単位に誤りがあった場合
・ 機器の状態により，指定された単位が使用できない場合
・ 任意波形の名前が 20 文字を超えていた場合
・ 任意波形の名前にダブル・クォーテーション（”）が入っていた場合
・ 任意波形のデータ点数が正しくなかった場合
・ 以下の要因により，シーケンスのコンパイルが通らなかった場合― 使用されている波形の 数が 128 を 超えているか，総量が512KW を超えている場合― シーケンスの設定が複雑すぎてチェックできなかった場合

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）196エラー番号

メッセージ

内容（（ ）内の数字は画面表示されるエラーコード）-221

Settings conflict

正しい構文のパラメタを受け付けましたが，機器の状態により，実行できません。
以下の場合，当該エラーが発生します。
・ 機器が周波数スイープでないためにスイープファンクションをログに設定できなかった場合
・ 任意波形のエディットメモリに対して配列形式の任意波形データを設定しようとした場合
・ 任意波形データの配列 / 制御点形式の指定に誤りがあった場合
・ 2 チャネル同値設定において，他方のチャネルの制約のため
指定のチャネルの設定が出来なかった場合 （22039）
・ 以下の要因により，シーケンスのコンパイルが通らなかった場合― 2 つのステップの関係において，周波数が波形の上限を超えていた場合 （23121）― 2 つのステップの関係において，振幅とオフセットが相互制約を満たさなかった場合 （23122）― 2 つのステップの関係において，方形波の周波数とデューティ
が相互制約を満たさなかった場合 （23123）
・ 外部変調 / 加算入力コネクタが外部加算用に使用されているために外部変調用に使用できなかった場合 （23129）
・ 外部変調 / 加算入力コネクタが外部変調用に使用されているために外部加算用に使用できなかった場合 （23130）-222

Data out of range

正しい構文のパラメタを受け付けましたが，範囲外の値であるため実行できません。
以下の場合，当該エラーが発生します。
・ ステータス・システムの各レジスタに対して範囲外の値が設定された場合・ 周波数比 N/M に 0 が設定された場合・ ユーザ定義単位の m/n に範囲外の値が設定された場合
・ 1 チャネル機において，CH2 の標準波形がメモリにコピーされた
場合
・ 設定範囲外の値を設定しようとした場合 （23045）-225

Out of memory

実行するためのメモリが不十分です。
以下の場合，当該エラーが発生します。
・ メモリが足りず任意波形データを保存できなかった場合-290

Memory use error

メモリに関するエラーが起こったため，実行できません。
以下の場合，当該エラーが発生します。
・ 任意波形番号で空のメモリを指定した場合
・ 任意波形番号で空のメモリを指定しているためにシーケンスのコンパイルが通らなかった場合 （23125）
・ 現在出力中あるいは使用中の任意波を削除しようとした場合（32004）-291

Out of memory-310

System error

指定のメモリがありません。
以下の場合，当該エラーが発生します。
・ 任意波番号で 0 ～ 128 以外の値が指定された場合
・ シーケンス番号で 0 ～ 10 以外の値が指定された場合
本器の故障です。
以下の場合，当該エラーが発生します。
• シーケンスのコンパイルにおいて任意波形を読み出せなかった場合（23124）• 内部エラーが発生した場合 （24135，24136，35005）

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）197エラー番号

メッセージ

内容（（ ）内の数字は画面表示されるエラーコード）-350

Queue overflow

エラーが発生しましたが，エラー・キューに入りきらないためにエラーが破棄されました。

-410

Query INTERRUPTED

新たな応答メッセージがメッセージ・キューに入ったために以前の応答メッセージが削除されました。

-420

Query UNTERMINATED

トーカ指定されましたが，メッセージ・キューに応答メッセージがありません。

-440

Query UNTERMINATED
after indefinite response

受信文字列中の “*IDN? ” の後に，クエリがありました（“*IDN? ” は受信文字列中の最後のクエリでなければなりません）。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

198

5.
5.1
5.2
5.3

仕様

インタフェース機能 ······················································································ 200
インタフェースメッセージに対する応答 ··························································· 200
マルチラインインタフェースメッセージ ··························································· 201

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

199

5.1

インタフェース機能
表 5.1 USB のインタフェース機能
ファンクション

サブセット

内

容

ソースハンドシェーク

SH1

送信ハンドシェイク全機能あり

アクセプタハンドシェイク

AH1

受信ハンドシェイク全機能あり

トーカ

T6

基本的トーカ機能，MLA によるトーカ解除あり

リスナ

L2

基本的リスナ機能あり

サービスリクエスト

SR1

サービスリクエスト全機能あり

リモート / ローカル

RL1

リモートローカル全機能あり

パラレルポール

PP0

パラレルポール機能なし

デバイスクリア

DC1

デバイスクリア全機能あり

デバイストリガ

DT1

デバイストリガ機能あり

コントローラC0

コントローラ機能なし

表 5.2 GPIB のインタフェース機能
ファンクション

5.2

サブセット

内

容

ソースハンドシェーク

SH1

送信ハンドシェイク全機能あり

アクセプタハンドシェイク

AH1

受信ハンドシェイク全機能あり

トーカ

T6

基本的トーカ機能，MLA によるトーカ解除あり

リスナ

L4

基本的リスナ機能，MTA によるリスナ解除あり

サービスリクエスト

SR1

サービスリクエスト全機能あり

リモート / ローカル

RL1

リモートローカル全機能あり

パラレルポール

PP0

パラレルポール機能なし

デバイスクリア

DC1

デバイスクリア全機能あり

デバイストリガ

DT1

デバイストリガ全機能あり

コントローラC0

コントローラ機能なし

インタフェースメッセージに対する応答
表 5.3
IFC

DCL および SDC

インタフェースメッセージに対する応答・インタフェースを初期化します。
・指定されているリスナ，トーカを解除します。
・入出力バッファをクリアする。
・エラーをクリアする。
・SRQ 発信を解除し，ステータスバイト内の要因となったビットをリセットします。
・SRQ 発信を禁止します。

LLO

・パネルの LOCAL キー ( ソフトウェアキー ) 操作を無効にします。

GTL

・ローカル状態にします。

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

200

5.3

マルチラインインタフェースメッセージ

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

201

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

202

6.

コマンドツリー

6.1 コマンドツリー ········································································································· 204

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

203

6.1

コマンドツリー

CHANnel.......... DELTa.......... MODE.......... RATio
INSTrument.......... COUPle
MEMory.......... STATe.......... .......... DELete
OUTPut.......... LOAD.......... POLarity.......... PON.......... SCALe.......... [STATe].......... SYNC.......... .......... AM.......... .......... .......... TYPE.......... .......... AMSC.......... .......... .......... TYPE.......... .......... BURSt.......... .......... .......... TYPE.......... .......... FM.......... .......... .......... TYPE.......... .......... FSKey.......... .......... .......... TYPE.......... .......... OFSM.......... .......... .......... TYPE.......... .......... PM.......... .......... .......... TYPE.......... .......... PSKey.......... .......... .......... TYPE.......... .......... PWM.......... .......... .......... TYPE.......... .......... SWEep.......... .......... .......... TYPE
[SOURce[1|2]].......... AM.......... .......... [DEPth].......... .......... INTernal.......... .......... .......... FREQuency.......... .......... .......... FUNCtion.......... .......... .......... .......... [SHAPe].......... .......... .......... .......... USER.......... .......... SOURce.......... .......... STATe.......... AMSC.......... .......... [DEPth].......... .......... INTernal.......... .......... .......... FREQuency.......... .......... .......... FUNCtion.......... .......... .......... .......... [SHAPe]

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

2.3.2
2.3.1
2.3.3
2.3.4

2.3.2262.3.10
2.3.48
2.3.6
2.3.49
2.3.5

2.3.137
2.3.144
2.3.2122.3.1232.3.1112.3.151
2.3.1302.3.1162.3.158
2.3.167

2.3.1322.3.1342.3.1352.3.1362.3.133
2.3.1312.3.1392.3.1412.3.142.......... .......... .......... .......... USER.......... .......... SOURce.......... .......... STATe.......... BURSt.......... .......... AUTO.......... .......... .......... NCYCles.......... .......... .......... SPACe.......... .......... GATE.......... .......... .......... OSTop.......... .......... MODE.......... .......... SLEVel.......... .......... .......... STATe.......... .......... STATe.......... .......... TGATe.......... .......... .......... OSTop.......... .......... [TRIGger].......... .......... .......... NCYCles.......... .......... .......... TDELay.......... COMBine.......... .......... FEED.......... CONTinuous.......... .......... [IMMediate].......... .......... STATe?
.......... FM.......... .......... [DEViation].......... .......... INTernal.......... .......... .......... FREQuency.......... .......... .......... FUNCtion.......... .......... .......... .......... [SHAPe].......... .......... .......... .......... USER.......... .......... SOURce.......... .......... STATe.......... FREQuency.......... .......... CENTer.......... .......... [CW|FIXed].......... .......... MODE.......... .......... SPAN.......... .......... STARt.......... .......... STATe.......... .......... STOP.......... .......... SWAP.......... .......... UNIT.......... .......... USER.......... FSKey.......... .......... [FREQuency].......... .......... INTernal.......... .......... .......... FREQuency.......... .......... SOURce.......... .......... STATe.......... FUNCtion.......... .......... ACSine.......... .......... .......... ANGLe2.3.1432.3.140
2.3.138

2.3.2132.3.2142.3.2172.3.2092.3.210
2.3.2112.3.2082.3.2182.3.215
2.3.216
2.3.9
2.3.1052.3.1062.3.118
2.3.120
2.3.1212.3.1222.3.1192.3.1172.3.1712.3.20
2.3.1682.3.1722.3.1692.3.175
2.3.170
2.3.174
2.3.21
2.3.22
2.3.1082.3.1102.3.1092.3.1072.3.55204

.......... .......... BRRamp.......... .......... .......... SYMMetry.......... .......... CFCSine.......... .......... .......... CFACtor.......... .......... COFSine.......... .......... .......... NCHattering.......... .......... .......... OFPHase.......... .......... .......... TOFF.......... .......... .......... TON.......... .......... CONSine.......... .......... .......... NCHattering.......... .......... .......... ONPHase.......... .......... .......... TOFF.......... .......... .......... TON.......... .......... CSINe.......... .......... .......... CLIP.......... .......... DOSCillation.......... .......... .......... DTConstant.......... .......... .......... OFRequency.......... .......... EFALl.......... .......... .......... TCONstant.......... .......... ERISe.......... .......... .......... TCONstant.......... .......... GAUSsian.......... .......... .......... SIGMa.......... .......... HAVersine.......... .......... .......... WIDTh.......... .......... HSEPulse.......... .......... .......... DCYCle.......... .......... .......... LE.......... .......... .......... TE.......... .......... HSPulse.......... .......... .......... WIDTh.......... .......... LORentz.......... .......... .......... WIDTh.......... .......... MCSine.......... .......... .......... CYCLes.......... .......... .......... PHASe.......... .......... OFPSine.......... .......... .......... OFPHase.......... .......... .......... STIMe.......... .......... ONPSine.......... .......... .......... ONPHase.......... .......... .......... STIMe.......... .......... OSURge.......... .......... .......... DTConstant.......... .......... .......... OFRequency.......... .......... .......... TTConstant.......... .......... PSURge.......... .......... .......... TD.......... .......... .......... TR.......... .......... RAMP.......... .......... .......... SYMMetry.......... .......... [SHAPe].......... .......... SINC.......... .......... .......... ZCRossing.......... .......... SOLStep.......... .......... .......... NFRequency

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

2.3.972.3.54
2.3.682.3.672.3.70
2.3.69
2.3.64
2.3.632.3.66
2.3.65
2.3.53
2.3.83
2.3.82
2.3.79
2.3.78
2.3.712.3.73
2.3.962.3.942.3.95
2.3.74
2.3.72
2.3.57
2.3.58
2.3.612.3.622.3.592.3.60
2.3.85
2.3.84
2.3.86
2.3.88
2.3.87
2.3.46
2.3.47
2.3.77
2.3.80.......... .......... .......... Q.......... .......... SQUare.......... .......... .......... DCYCle.......... .......... .......... EXTend.......... .......... SSINe.......... .......... .......... STEPs.......... .......... TOFFset.......... .......... .......... DELay.......... .......... .......... FALL.......... .......... .......... OFFSet.......... .......... .......... RISe.......... .......... .......... UBASe.......... .......... TPULse.......... .......... .......... RFALl.......... .......... .......... UBASe.......... .......... USER.......... .......... USINe.......... .......... .......... AMPLitude[1].......... .......... .......... AMPLitude2.......... MARKer.......... .......... FREQuency.......... .......... PHASe.......... .......... PULSe.......... .......... .......... DCYCle.......... .......... VOLTage.......... .......... .......... [LEVel].......... .......... .......... .......... [IMMediate].......... .......... .......... .......... .......... [AMPLitude].......... .......... .......... .......... .......... OFFSet.......... OFSM.......... .......... [DEViation].......... .......... INTernal.......... .......... .......... FREQuency.......... .......... .......... FUNCtion.......... .......... .......... .......... [SHAPe].......... .......... .......... .......... USER.......... .......... SOURce.......... .......... STATe.......... PHASe.......... .......... [ADJust].......... .......... CENTer.......... .......... INITiate.......... .......... MODE.......... .......... SPAN.......... .......... STARt.......... .......... STATe.......... .......... STOP.......... .......... SWAP.......... .......... UNIT.......... .......... USER.......... PM.......... .......... [DEViation].......... .......... INTernal.......... .......... .......... FREQuency.......... .......... .......... FUNCtion.......... .......... .......... .......... [SHAPe].......... .......... .......... .......... USER.......... .......... SOURce2.3.812.3.38
2.3.50
2.3.56
2.3.89
2.3.92
2.3.932.3.90
2.3.912.3.75
2.3.762.3.982.3.51
2.3.52
2.3.173
2.3.181
2.3.2052.3.189
2.3.197
2.3.146
2.3.148
2.3.149
2.3.150
2.3.147
2.3.145
2.3.29
2.3.179
2.3.8
2.3.176
2.3.180
2.3.177
2.3.183
2.3.178
2.3.182
2.3.30
2.3.312.3.1252.3.1272.3.1282.3.1292.3.126

205

.......... .......... STATe.......... PSKey.......... .......... [DEViation].......... .......... INTernal.......... .......... .......... FREQuency.......... .......... SOURce.......... .......... STATe.......... PULSe.......... .......... DCYCle.......... .......... .......... CENTer.......... .......... .......... MODE.......... .......... .......... SPAN.......... .......... .......... STARt.......... .......... .......... STATe.......... .......... .......... STOP.......... .......... .......... SWAP.......... .......... .......... UNIT.......... .......... .......... USER.......... .......... PERiod.......... .......... .......... UNIT.......... .......... .......... USER.......... .......... TARNsition.......... .......... .......... [LEADing].......... .......... .......... TRAiling.......... .......... WIDTh.......... PWM.......... .......... [DEViation].......... .......... .......... DCYCle.......... .......... INTernal.......... .......... .......... FREQuency.......... .......... .......... FUNCtion.......... .......... .......... .......... [SHAPe].......... .......... .......... .......... USER.......... .......... SOURce.......... .......... STATe.......... ROSCillator.......... .......... SOURce.......... SEQuence.......... .......... CSTep?
.......... .......... STATe.......... SWEep.......... .......... INTernal.......... .......... .......... FUNCtion.......... .......... MCONnector.......... .......... .......... STATe.......... .......... MODE.......... .......... OSTop.......... .......... SLEVel.......... .......... .......... STATe.......... .......... SPACing.......... .......... TIME.......... VOLTage.......... .......... [LEVel].......... .......... .......... [IMMediate].......... .......... .......... .......... [AMPlitude].......... .......... .......... .......... .......... CENTer.......... .......... .......... .......... .......... MODE.......... .......... .......... .......... .......... SPAN

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

2.3.1242.3.1132.3.115
2.3.114
2.3.1122.3.392.3.2032.3.200
2.3.2042.3.201
2.3.2072.3.2022.3.2062.3.36
2.3.37
2.3.43
2.3.44
2.3.45
2.3.41
2.3.422.3.40

2.3.153
2.3.155
2.3.156
2.3.157
2.3.154
2.3.152
2.3.269
2.3.2242.3.219

2.3.161
2.3.166
2.3.159
2.3.165
2.3.163
2.3.1642.3.160
2.3.162

2.3.23
2.3.187
2.3.184
2.3.188.......... .......... .......... .......... .......... STARt.......... .......... .......... .......... .......... STATe.......... .......... .......... .......... .......... STOP.......... .......... .......... .......... .......... SWAP.......... .......... .......... .......... .......... UNIT.......... .......... .......... .......... .......... USER.......... .......... .......... .......... HIGH.......... .......... .......... .......... .......... UNIT.......... .......... .......... .......... LOW.......... .......... .......... .......... .......... UNIT.......... .......... .......... .......... OFFSet.......... .......... .......... .......... .......... CENTer.......... .......... .......... .......... .......... MODE.......... .......... .......... .......... .......... SPAN.......... .......... .......... .......... .......... STARt.......... .......... .......... .......... .......... STATe.......... .......... .......... .......... .......... STOP.......... .......... .......... .......... .......... SWAP.......... .......... .......... .......... .......... UNIT.......... .......... .......... .......... .......... USER.......... .......... RANGe.......... .......... .......... AUTO
STATus.......... OPERation.......... .......... CH1.......... .......... .......... CONDition?
.......... .......... .......... ENABle.......... .......... .......... [EVENt]?
.......... .......... .......... NTRansition.......... .......... .......... PTRansition.......... .......... CH2.......... .......... .......... CONDition?
.......... .......... .......... ENABle.......... .......... .......... [EVENt]?
.......... .......... .......... NTRansition.......... .......... .......... PTRansition.......... .......... CONDition?
.......... .......... ENABle.......... .......... [EVENt]?
.......... .......... NTRansition.......... .......... PTRansition.......... PRESet.......... QUEStionable.......... .......... CONDition?
.......... .......... ENABle.......... .......... [EVENt]?
.......... .......... NTRansition.......... .......... PTRansition.......... WARNing.......... .......... CH1.......... .......... .......... ENABle.......... .......... .......... [EVENt]?
.......... .......... CH2.......... .......... .......... ENABle.......... .......... .......... [EVENt]?
.......... .......... ENABle.......... .......... [EVENt]?
SYSTem2.3.185
2.3.191
2.3.186
2.3.190
2.3.24
2.3.25
2.3.32
2.3.33
2.3.34
2.3.35
2.3.26
2.3.1952.3.192
2.3.196
2.3.1932.3.199
2.3.1942.3.198
2.3.27
2.3.28
2.3.7

2.3.2412.3.245
2.3.2442.3.242
2.3.2432.3.246
2.3.250
2.3.249
2.3.2472.3.2482.3.236
2.3.2402.3.239
2.3.237
2.3.238
2.3.230
2.3.2512.3.255
2.3.254
2.3.252
2.3.2532.3.259
2.3.2582.3.261
2.3.2602.3.2572.3.256206

.......... ERRor?
{:TRACe|:DATA}.......... COPY.......... [DATA].......... DELete.......... INFormation?
.......... RECall.......... SEQuence.......... .......... CLEar.......... .......... RECall.......... .......... STORe.......... STORe
TRIGger[1|2].......... BURSt.......... .......... SLOPe.......... .......... SOURce.......... .......... TIMer.......... COMPile.......... .......... [IMMediate].......... SELected.......... .......... EXECute

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

2.3.263
2.3.1022.3.992.3.1032.3.1042.3.101
2.3.222
2.3.2252.3.2212.3.2202.3.100

2.3.16
2.3.14
2.3.15
2.3.223
2.3.19.......... [SEQuence].......... .......... [IMMediate].......... SWEep.......... .......... SLOPe.......... .......... SOURce.......... .......... TIMer
*CLS
*ESE
*ESR?
*IDN?
*OPC
*OPC?
*PSC
*RCL
*RST
*SAV
*SRE
*STB?
*TRG
*TST?
*WAI

2.3.18
2.3.13
2.3.11
2.3.12
2.3.229
2.3.2352.3.234
2.3.262
2.3.2652.3.266
2.3.2312.3.2282.3.2642.3.227
2.3.2332.3.232
2.3.17
2.3.268
2.3.267

207

WF1973/WF1974 取扱説明書（外部制御）

208お 願 い
取扱説明書の一部又は全部を，無断で転載又は複写することは固くお断りします。
取扱説明書の内容は，将来予告なしに変更することがあります。
取扱説明書の作成に当たっては万全を期しておりますが，内容に関連して発生した損害などについては，その責任を負いかねますのでご了承ください。
もしご不審の点や誤り，記載漏れなどにお気付きのことがございましたら，お求めになりました当社又は当社代理店にご連絡ください。

マルチファンクションジェネレータ
WF1973/WF1974
取扱説明書（外部制御）
株式会社エヌエフ回路設計ブロック〒223-8508 横浜市港北区綱島東 6-3-20
TEL 045-545-8111(代)
http://www.nfcorp.co.jp/
C Copyright 2006‐2019, NF Corporation◯

http://www.nfcorp.co.jp/
横浜市港北区綱島東 6-3-20 〒223-8508 TEL 045(545)8111(代)