ディジタルマルチメータ
DIGITAL MULTIMETER

DM2571DMM VIEWER 2 取扱説明書

DA00081291-002

DMM Viewer 2
DM2571

取扱説明書

ISO-9001 CERTIFIED MANUFACTURERこの取扱説明書は著作権によって保護された知的財産情報を含んでいます。当社はすべての権利を保持します。当社の文書による事前の承諾なしに，この取扱説明書を複写，転載，他の言語に翻訳することはできません。
この取扱説明書に記載された情報は印刷時点のものです。部品の仕様，機器，および保守手順は，いつでも予告なしで変更することがありますので予めご了承ください。

目次

目次
はじめに .......................................................................................................4
セットアップ ..................................................................................................5
接続 ................................................................................................ 5
インストール.................................................................................... 8
アンインストール .......................................................................... 10
設定 .............................................................................................. 12測定............................................................................................................14
グラフ表示モード .......................................................................................19
トレンドチャート ............................................................................. 19
ヒストグラム .................................................................................. 25
ソフトウェアバージョン ...............................................................................283

DM2571 DMM-Viewer 2 取扱説明書

はじめに
DM2571 DMM Viewer 2 取扱説明書は，Windows OS ベースのコンピュータでリモートビューア PC ソフトウェア，DMM Viewer2 を使用する方法を示すことを目的としています。 （Windows 7 32 ビットまたは 64 ビット，Windows 8 32 ビットまたは 64 ビット，Windows 10 32 ビットまたは 64 ビットをサポート）。
このマニュアルは，次の章で構成されています。
・ セットアップ：接続，インストール，アンインストール，構成・ 測定：測定手順と構成設定
・ グラフィック表示モード：トレンドチャートおよびヒストグラム表示モード
・ バージョン：DMM Viewer 2 のソフトウェアバージョンへのアクセス
ソフトウェアの概要

ソフトウェアには以下の機能が含まれています。
・ リアルタイムの測定
・ 測定結果をリアルタイムで表示
・ 測定データの保存と読み込み
・ スプレッドシート，トレンドチャート，ヒストグラム表示

4セットアップ

セットアップ
接続
DM2571 と組み合わせて DMM Viewer 2 を操作する場合の，DM2571 でのリモートインタフェースのセットアップ方法とケーブル接続の方法については，以下の説明をお読みください。

Note

DM2571 と DMM Viewer 2 を接 続 するためのいくつかのインタフェイス（RS−232C，USB，LAN，GPIB）があります。次 の手 順 では，参 考 のために USB 接 続 の構
成 と手 順 の例 を説 明 します。

1. DM2571 のインタフェースをUSB に設定する

1. メニューキーを押し，次にページダウンキーを繰り返し押して，インタフェース設定メニューを表示します。

2. F5 (Enter) キーまたはノブキーを押してから，スクロールノブキーまたは +/− キーを押して，USB オプションに移動します。

5

DM2571 DMM-Viewer 2 取扱説明書

3. F5（Enter）キーまたはノブキーを押して，USB オプションを選択します。

4. F4 (NEXT) キーを繰り返し押す
か，またはノブキーをスクロールして，USB−Protocol フィールドに移動します。

5. F5 (Enter) キーまたはノブキーを押してからノブキーをスクロールするか，+/− キーを押して，目的の USB プロトコルオプションに移動します。 この例では USBCDC を選択しています。

6

セットアップ

6. F5 (Enter) キーまたはノブキーをもう一度押して，USB プロトコルオプションを確認します。

2. USB ケーブルを接続

1. USB ケーブルの一端 (USB タイプ B) を，DM2571 の背面パネルの USB コネクタに接続します。
リアパネルの USB
タイプ B コネクタ

2. USB ケーブルのもう一方の端 (USB タイプ A) を，ホストPC の対応するコネクタに接続します。

7

DM2571 DMM-Viewer 2 取扱説明書

インストールDMM Viewer 2 ソフトウェアをインストールする前に，NI VISA および Microsoft .NET
Framework の 2 つのソフトウェアをホスト PC にインストールしておく必要があります。
また，本ソフトウェアを正常に動作させるためには，USB ドライバと DMM Viewer 2 ソ
フトウェアをホスト PC にインストールする必要があります。
1. 準備

DMM Viewer 2 をインストールする前に，以下の 2 つのソフトウェアがインストールされていることを確認してください。


2. USB ドライバのインストール

NI VISA RunTime またはフルバージョン 14.0 以降
Microsoft .NET Framework 4 以降

USB 接続ではなく他のインタフェース（GPIB，RS−232C，LAN）を使用している場合，このセクション（USB ドライバーのインストール）はスキップできます。
1. DM2571 の USB インタフェースを設定します。

Page 5

2. DM2571 背面パネルの USB ポートとホスト Page 7
PC を，USB ケーブルで接続します。
3. DM2571 が新しいハードウェアとして認識されます。
Windows インストールウィザードに従って，USB_DRIVER ディレクトリにある CD から USB ドライバ
(NF_DM-Series_USB_CDC_Driver.inf) をインストールします。
Note

ドライバーをインストールしたら，PC の再起動が必要になる場合があります。

3. DMM Viewer 2 の 1. ダウンロードしたファイル(NF DMM-Viewer2 Vnnn.exe)
インストールがあるフォルダに移動します。
2. NF DMM-Viewer2 Vnnn.exe をダブルクリックします。

8

セットアップ
3. インストールウィザードが起動するので，インストールウィザードの指示に従います。インストール先フォルダは，デフォルトのフォルダとすることをお勧めします。
デフォルトのインストール先は，C:¥Program Files(x86)¥NF Corporation¥DMM-Viewer2 です。
プログラムアイコンは，スタートメニューの次の場所にあります。

Note

ソフトウェアバージョンの確認方法は，28 ページを参照してください。

9DM2571 DMM-Viewer 2 取扱説明書

アンインストール
DMM Viewer 2 を削除する必要がある場合は，このセクションで説明する手順に従ってください。
1.スタートメニューから 1. [スタート]メニューの，NF フォルダの下にある [Uninstall
アンインストールする
DMM-Viewer2] をクリックします。
方法

2. アンインストールの確認メッセージが表示されたら，[Yes]をクリックします。

3. アンインストールプロセスは，完了するまで自動的に続行されます。
2.コントロールパネル 1. Windows スタートメニューのコントロールパネルをからアンインストールクリックします。
する方法

10

セットアップ

2. [プログラム]－[プログラムのアンインストール]をクリックします。

3. [DMM-Viewer2]を右クリックし，[アンインストール]を選択します。

4. 表示される指示に従って，アンインストールプロセスを完了します。

11

DM2571 DMM-Viewer 2 取扱説明書

設定
1. ホスト PC の設定

1. DM2571 が PC で認識されていることを確認するには，デバイスマネージャーを開きます([スタート] > [コントロールパネル] > [システムとセキュリティ] > [システム] > [デバイスマネージャー])。USBCDC を使用している場合は，NF_DM-Series CDC が“ポート(COM と LPT)”セクションに表示されているはずです。
2. DM-Series が割り当てられている COM ポート番号を確認します。次の例では，15(COM15)です。

3. ボーレートを表示するには，NF_DM-Series CDC を右クリックして[プロパティ]を選択します。

4. [ポートの設定]タブをクリックし，ボーレートを確認します。

2. DMM Viewer 2

1.

スタートメニューから DMM Viewer2 を起動します。

2.

メニューSystem(S)－Connectをクリックします。

3.

VISA Name のドロップダウンメニューから，ターゲットインタフェイスを選択します。この例では，ホスト PC とDM2571 を USBCDC で接続している，COM15 を選択しています。の設 定

12セットアップ

4. ホスト PC に設定したボーレートと同じボーレートを選択し，[Connect]ボタンをクリックして接続を確立します。

5. VISA TimeOut は，タイムアウトまでの時間を設定できます。設定した時間を超えても DM2571 の応答がない場合は，測定を停止します。下の図はデフォルトの 3000 ミリ秒の設定で，最大設定は 60000 ミリ秒です。
Reset チェックボックスをチェックすると，DM2571 は測定前にデフォルト設定に戻ります。チェックがなければ，前回の設定で測定が始まります。

6. Connect ボタンをクリックして接続が成功すると，DMM
Viewer2 ウィンドウの一番下の行に Connect が表示されます。

7.

測定の章 (14 ページ) に進みます。

13

DM2571 DMM-Viewer 2 取扱説明書

測定
1. リモート接続を確立する

5 ～ 12 ページの，接続～設定の手順を行ってください。

2. トップバーの設定

トップバーの，Mode ドロップダウンメニューを開きます。ログを保存せずに測定値のみを表示する View，またはデータの表
示と保存ができる DataLog を選択します。
ログデータの単位を選択します。Auto を設定すると，測定値に応じて SI 接頭辞が自動的に選択されます。Fix を設定すると基本単位に固定されます。以下の例を参照してください。
Log Unit 設定：Auto (DC 電圧測定時)

Log Unit 設定：Fix (DC 電圧測定時)

基本的には，各測定データの間隔は Speed 設定によって決定されます。 しかし，時間・分・秒のフィールドを設定することで，任意のデータ間隔にすることもできます。

14測定

3. Setup フィールド

Setup フィールド内の設定は，DM2571 のフロントパネル設定とほとんど同じ設定です。 詳細については，DM2571 取扱説明書を参照してください。

Primary
Function で測定項目を選択し，Display
Range，Speed，AutoZero，InputR(第 1 ディスプレイ) などの関連パラメータを定義します。設定可能なパラメータは，測定項目によって異なります。

Secondary
第 2 ディスプレイの設定により，デュDisplay
アル測定の設定ができます。
(第 2 ディスプレイ)

REL(リラティブ測 定 )REL は，ユーザーが第 1 ディスプレイ，第 2 ディスプレイ，または両方のディスプレイで使用できる，リラティブ測定機能です。Auto チェックボックスにチェックを入れると，最初の測定値が基準値になります。基準値を手動で直接入力することもできます。

Math(演 算 機 能 )Math 機能の設定を行います。定義に必要なパラメータは，各演算機能によって異なります。

Filter(フィルタ設定)

第 1，第 2，または両方のディスプレイのフィルタのタイプ (MOV，REP)とカウント数を設定します。

Trigger(トリガ設定)

第 1 ディスプレイと第 2 ディスプレイのトリガ遅延時間をそれぞれ設定します。オートトリガ機能を有効にするには，Trigger Auto チェックボックスにチェックを入れます。

15

DM2571 DMM-Viewer 2 取扱説明書
4. 測定開始

青い矢印ボタンをクリックして測定を開始します。測定結果は，Display と DataLog フィールドにリアルタイムで更新されます。
エラーメッセージが出て測定が開始できないときは，Note 測定速度設定(Speed)を下げるか，AutoZero を Onに変更してください。

Display フィールド 最新の測定値と合計ログ数がリアルタイムで表示されます。
Min/Max Display チェックボックスをオンにすると，ログデー
タの最小値，最大値，平均値，ログ数も表示されます。
ReStart ボタンを押すと，これらの値が初期化されます。
Mode が View のときのみ使用できます。詳細は 14 ページをご参照ください。

デュアル測定が有効な場合，Min/Max Display チェ

Note ックボックスは強制的に非アクティブになり，最大/最小/平均/ログ数は表示されません。
第 1 ディスプレイと第 2 ディスプレイの両方に，最新の測定値が表示されます。

16測定Log フィールド

ログのテーブルには，時刻，値，単位などの情報が含まれています。ログデータ数が 1 ページを超える場合は，ボタン(先頭，前，次，最後のページ) またはページ番号を入力して，表示ページを変更できます。1 ページに表示するデータ数は，1,000～100,000 の範囲でドロップダウンメニューから選択できます。

1 ページに表示する
ログデータ数

1000, 2000, 5000, 10000,50000, 100000

アイコンをクリックすると，以前保存されたログデータを読み出すことができます。

Note

5. データログの設定
ファイル名

ログフィールドは，DataLog モードが選択されている場合にのみ表示されます。 詳細は 14 ページをご参照ください。

このセクションは，DataLog モードのときのみ設定できます。
以下に詳細を示します。
測定前に保存データ名を決定します。
データ名に通し番号を追加する
Count，データ名に現在の年月日と時刻を付加する DateTime，データ名を直接指定する Manual，から選択します。

17

DM2571 DMM-Viewer 2 取扱説明書
測定開始方法測定を開始する方法を設定します。
Immediately は， ボタンをクリック
するとすぐに測定を開始します。AtTime は，設定した日時に測定を開始します。On Receiving External
Trigger は，外部トリガを受信したときに測定が開始します。

測定終了方法測定を終了する方法を設定します。
Number of Reading は，読み取りデータが指定した回数に達したときに測定を停止します。Duration は，設定した時間の間，測定を続けます。
Manual は， ボタンをクリックすることで測定を停止します。

6. 設定の保存と呼び出し次回の測定のために，設定情報を保存することができます。
メニューバーの Parameter(P)の Save をクリックし，ファイルを保存するパスおよびファイル名を入力します。Load をクリックすると，保存済みの設定ファイルを選択して以前の設定を呼び出すことができます。

7. 測定停止Red ボタンをクリックすると，すぐに測定が停止します。

8. DMM Viewer 2
ソフトウェアの終了

ソフトウェアを終了するには，メニュー
バーの System(S)－Exit をクリックします。

18

グラフ表示モード

グラフ表示モード
DMM Viewer 2 は，測定結果の観測方法に合わせて，グラフに 2 つの表示モードがあります。この章では，表示モードについて詳しく説明します。

トレンドチャート
概説

測定結果をトレンドチャートで確認できます。
測定後，TrendChart タブをクリックすると，下図のような画面が表示されます。

トレンドチャートの概要 トレンドチャート表示の，(オレンジ色の)X 軸は測定されたデータカウントを示し，(赤色の)Y 軸は測定値を示します。

表示データ数設定

Display Mode の Size は，表示する(最新の)最大測定データ数を設定します。設定できる最大数は 100,000 です。
NoteView モード設定時のみ，Size を設定できます。
DataLog モードで 1 ページに表示される測定データ数を設定する方法については，17 ページを参照してください。

19

DM2571 DMM-Viewer 2 取扱説明書
X 軸設定

トレンドチャート X 軸の，最小測定データ番号(Low)と，最大測定データ番号(High)を示しています。

自動 X 軸設定

Auto をチェックすると，測定されたデータ数に応じて X 範囲を自動設定します。

手動 X 軸設定

Auto チェックをオフにすると，測定されたデータ数に関係なく，X 軸範囲を任意に設定できます。

20

グラフ表示モード

Y 軸設定

トレンドチャート Y 軸の最小値(Low)と最大値(High)が表示されています。

自動 Y 軸設定

Auto をチェックすると，測定値全体に応じて Y 軸範囲を自動設定します。

手動 Y 軸設定

Auto をチェックオフにすると，測定値と無関係に，Y 軸範囲を任意に設定できます。

21

DM2571 DMM-Viewer 2 取扱説明書
第 1，第 2 ディスプレイ トレンドチャートは，デュアル測定の表示も可能です。そのたの Y 軸設定
め，Y 軸設定は，1ST YScale(第 1 ディスプレイ)と 2NDYScale(第 2 ディスプレイ)に分かれています。2ND YScaleの設定は，上記の 1ST YScale と同じです。以下の図を参照してください。赤い囲みは 1ST YScale の，オレンジの囲みは
2ND YScale の Y 軸を示します。

Note

X カーソル表示

デュアル測定機能が無効の場合，2ND YScale セクションは非表示になります。

1ST，2ND，または両方の X カーソルアイコンをクリックしてアクティブにすると，各々の X カーソルが有効になります。X カーソル線(1STは青，2ND は赤)をドラッグして，X 軸上の任意の位置に移動できます。X カーソル線の測定値は，1ST ディスプレイは緑色で，2ND ディスプレイは黄色で表示されます。

X-Cursor
X-Cursor
1ST2ND

Note

22

1ST
Value

2NDValue

第 2 ディスプレイの X カーソルは，デュアル測定時のみ有効です。

グラフ表示モード

X 軸拡大(Zoom-X)

移動(Pan-X)

Zoom-X アイコンをクリックしてアクティブにし，トレンドチャートの任意の領域をマウスでドラッグすることにより，X 軸の拡大表示ができます。Zoom-X は，連続的に操作することにより，更なる拡大表示が可能です。
1.

トレンドチャートの拡大表示したい領域を，マウスでドラッグします。

2.

ドラッグした範囲が，新たなグラフ表示領域になります(拡大表示されます)。

Zoom-X の操作後，Pan-X を使ってトレンドチャート表示範囲を水平移動することができます。
1.

Pan-X アイコンをクリックします。トレンドチャートをマウスでドラッグして，表示範囲を左右に移動できます。

`2.

表示領域が左右に移動します。

23

DM2571 DMM-Viewer 2 取扱説明書
全体表示(Zoom Out)

Zoom Out アイコンをクリックすると，Zoom-X，Pan-X 操作を取り消して，元の全体表示に戻ります。

時刻表示(Time Scale)Time Scale アイコンをクリックすると，X 軸表示が測定データ数あるいは時刻に切替わります(トグルします)。
1.

X 軸の初期表示。下図は，測定データ数(1～29)を示しています。

測定データ数MeasuredCounts Number

2.

Time Scale アイコンをクリックすると，X 軸表示が測定時刻に変わります。

The Measured
測定時刻Time Scale

Note

24

Time Scale 表示は，モードが DataLog のときのみ使用できます。

グラフ表示モード

ヒストグラム
概説

測定結果は，トレンドチャートの他，ヒストグラムでも表示もできます。測定後，Histgram タブをクリックすると，下図のような画面が表示されます。
Note

デュアル測定を行っている場合，ヒストグラムは表示できません。

ヒストグラム表示の概要

以下はヒストグラム表示例です。オレンジ色で囲った X 軸はビングループで，測定データの全範囲を含みます。赤色で囲った Y 軸は，各ビンの累積度数を示します。

表示データ数設定

Display Mode の Size は，表示する(最新の)最大測定データ数を設定します。設定できる最大数は 100,000 です。
Note

ビンの設定

View モード設定時のみ，Size を設定できます。
DataLog モードで 1 ページに表示される測定データ数を設定する方法については，17 ページを参照してください。

ビン分割数(Bins)を変更すると，ヒストグラムの見え方が変化します。測定結果に応じて，適宜ビン分割数を設定してください。ビン分割数は，このフィールドに 10～1000 の範囲の数値を入力します。

25

DM2571 DMM-Viewer 2 取扱説明書

X カーソル表示261.

下図は，測定データの総数が 334，ビン分割数を 400 に設定した例です。ヒストグラムから，ビンの数が多すぎて散発性であることがわかります。ビンの最大累積度数は，Y 軸より 4 です。

2.

ビン分割数を 10 に設定すると，ビン数が 10 に減少し，各ビンの累積度数が以前のビンよりも増えています。ビンの最大累積度数は，Y 軸より 36 です。

X カーソルアイコンをクリックしてアクティブにすると，X カーソルが有効になります。青い X カーソル線をドラッグして，X 軸上の任意の位置に移動できます。X カーソル線の位置にあるビンの番号 Class，度数 Count がヒストグラムの左側の領域に表示されます。Total はヒストグラムに使われているデータ数です。

グラフ表示モード

X 軸拡大(Zoom-X)

移動(Pan-X)

Zoom-X アイコンをクリックしてアクティブにし，ヒストグラムの任意の領域をマウスでドラッグすることにより，X 軸の拡大表示ができます。Zoom-X は，連続的に操作することにより，更なる拡大表示が可能です。
1.

ヒストグラムの拡大表示したい領域を，マウスでドラッグします。

2.

ドラッグした範囲が，新たなグラフ表示領域になります(拡大表示されます)。

Zoom-X の操作後，Pan-X を使ってヒストグラム表示範囲を水平移動することができます。
1.

Pan-X アイコンをクリックしてアクティブにします。ヒストグラムをマウスでドラッグして，表示範囲を左右に移動できます。

`
2.

全体表示(Zoom Out)

表示領域が左右に移動します。

Zoom Out アイコンをクリックすると，Zoom-X，Pan-X 操作を取り消して，元の全体表示に戻ります。

27

DM2571 DMM-Viewer 2 取扱説明書

ソフトウェアバージョン
ソフトウェアのバージョン番号を表示する方法について説明します。
ソフトウェアバージョン ソフトウェアバージョンが最新か，確認が必要な場合がありの表示ます。

28

1.

DMM Viewer 2 を起動します。

2.

メインウィンドウで，上部のメニューバ
ーの About(A)をクリックすると，バージョン情報が表示されます。

お 願 い取扱説明書の一部または全部を，無断で転載または複写することは固くお断りします。

取扱説明書の内容は，将来予告なしに変更することがあります。

取扱説明書の作成に当たっては万全を期しておりますが，内容に関連して発生した損害などについては，その責任を負いかねますのでご了承ください。
もしご不審の点や誤り，記載漏れなどにお気付きのことがございましたら，お求めになりました当社または当社代理店にご連絡ください。

DM2571DMM VIEWER 2 取扱説明書

株式会社エヌエフ回路設計ブロック〒223−8508

横浜市港北区綱島東 6−3−20

TEL 045−545−8111
http://www.nfcorp.co.jp/
C Copyright 2020, NF Corporation◯

http://www.nfcorp.co.jp/〒223-8508 横浜市港北区綱島東6-3-20 TEL 045 (545)8111(代)