データシート

卓上型配光測定システム GLG 4-500
UV 光領域から可視光領域まで、 光源の光強度分布を測定
GLG 4-500 は、GL Optic 社製の分光器 GL SPECTIS 5.0 touch と合わせて使用することで、サンプルの配光をはじめ光束値・スペクトルデータを測定することが可能です。直径または対角線長が 500mm以下のサイズの LED モジュールや照明器具の測定を目的として設計されています。

特長● 光源の光度・配光をスピーディーに測定● UV-VIS-NIR をカバーする GL SPECTIS 5.0 touch によって、広い波長範囲の測定を高分解能で実施● シンプルなインターフェースとケースに内蔵されたコントロー

GLG 4-500

ラ・コネクタによって、配線後すぐに機器の立ち上げが可能● レ ーザーアライメントツールによって、サンプルの位置、検出器までの距離を正確に設定● スムーズな操作を備えたプログラマブルターンキーシステム● オプションの追加で、ユーザーの測定条件に合わせたアップグレードが可能
アプリケーション● LED モジュールや COBs( チップオンボード ) タイプの LED チップなど、ジャンクション温度変化に依存しやすいサンプルの配光測定● 可視領域のセンサをはじめ、NIR 領域のリモートコントロールや近接センサ、物体検出センサに応用されている光学センサの角度感度パターン評価● レ ンズやディフューザ、リフレクタなど、光学コンポーネントのテスト

オプション・周辺機器【分光器 / GL SPECTIS 5.0 touch】

UV-VIS-NIR における配光測定ツール【電源】

必要な電源をオンデマンドでご選択ただけます【TEC マウント・コントローラ】

測定中のサンプル温度を安定させるためのツール【高速フォトメータ / GL PHOTOMETER 3.0 LS + Flicker】
フリッカーパラメータ測定用ツール【制御ソフトウェア】

ゴニオメータと電源・パワーメータ・TEC コントローラなどの周辺機器の制御ソフトウェア【スライダー・拡張レール】

測定環境に合わせたサイズのオーダーを承ります

ベース部分に電源が配置されており、バナナクリップによってサンプルへの電源供給を行いますゴニオメータ仕様
型番

Table top GLG 4-500 Light Goniometer
C タイプファーフィールド（水平光学軸）

CIE ゴニオメータタイプ

・DUT 移動・２軸ステッパー
・ベルトドライブ方式

角度範囲 C 軸± 180°

角度範囲 Y 軸± 180°理論値 ( 影の状態に依存 )角度位置決め精度

0.1°

再現性 C 軸0.1°

再現性 Y 軸0.1°

角速度 C 軸最大 45°/sec

角速度 Y 軸最大 45°/sec

サンプルの測定中心位置決め

0 - 180 mm : 手動クランクによる測光距離
サンプル台

2.5 - 2.7 m
距離 ≧ 最大サンプル直径 x（5 - 15); (CIE 025 / E:2015)
80 x 80 mm
固定：M6 マウンティングホール

最大サンプル径≦ 500 mm ( 直径または対角線長 )ゴニオメータ寸法 (H x W x L)

300 x 470 x 530 mm

最大フットプリント径1100 mm ( 垂直方向軸の伸びが最大の場合 )最大荷重4 kgゴニオメータ重量8 kg

電源 / 最大消費電力
センサタイプオーダー情報USB A-B による PC 接続
110 - 230 V, 40 W
GL OPTIC 製分光器
・GL SPECTIS 5.0202046

検出器バリエーション
GL SPECTIS 分光器
型番

GL SPECTIS 1.3 LS

GL SPECTIS 5.0 Touch VIS

波長範囲340 750 nm

200 - 1050 nm

検出部

CMOS イメージセンサ

CCD 裏面入射型イメージセンサ

ピクセル数

256

2048

分解能

~1.7 nm / ~1.8 nm~0.5 nm

半値幅~10 nm

2.5 nm

測定値範囲

1 - 200,000 lx [Illuminant A]

波長再現性

0.5 nm露光時間

5 ms - 60 s

A/D 変換16 bits

SN 比1000 : 1

GL SPECTIS 1.3 LSClass B : DIN 5032-7

Class BClass AA : JIS C 1609-1 : 2006

Class A : Optional DIN 5032 Part7

迷光

2 x10E-3

3 x10E-4

分光器精度

5% (340 - 50 nm), 4% (500 - 780 nm)

4%

コサインコレクション

色度座標不確かさ (x, y)0.0015

PC インターフェース-USB 2.0 スタンダード

ディスプレイフルカラー-240 x 320 px

Wi-Fi

-

802.11 b/g

Micro SD card

-

4 GB

電力

USB

リチウムイオンバッテリー 4000 mAh

消費電力< 640 mA

~ 700 mA

電源-

Input : AC 100 - 240 V 50 / 60 Hz 0.15A
Output : 5 V - 1 A

使用温度範囲GL SPECTIS 5.0 Touch VIS

5 - 35 ℃

寸法

72 mm x 115 mm x 19 mm

111 mm x 210 mm x 58 mm

重量120 g1500 gフォトメータ＆フリッカー
型番

GL PHOTOMETER 3.0 LS + FLICKER

測定値範囲0.0001 lx ~ 5,000,000 lx ( カスタムにより拡張可能 )解像度0.0001 lx

不確かさ (f1')

Class A < 3%

サンプリング周波数

100 kHzA/D 変換18 bitソフトウェアGL Spectrosoft または API

寸法

115 mm x 66 mm x 51 mm

重量350 g

接続

USB A - B

電力

USB, 5V < 200 mA

三脚マウントアダプタ

1/4 インチ

GL PHOTOMETER 3.0 LS+FLICKER

システム詳細
GL GONIO SYSTEM
計測検出器

SPECTIS 1.3 LS (Hamamatsu CMOS)

キャリブレーション

NIST / PTB キャリブレーション

フォトメータオプション対応

λフィルタースペクトル一致

Class A

迷光防止フード / チューブ

フード：付属品、チューブ：オプション対応

中心アライメント

コントローラにより調整：Gamma and Z

距離測定○サンプルの電力測定○On -Fly 測定

○
取扱い方法

サンプルマウント法

プレートに取付け

サンプル用ケーブル接続

バナナソケット (4 つ )サンプル用電気コネクタ

ベースからサンプルへ通じる内部ケーブルコネクタ

Z 軸調整

自動調整 (< 770 mm)

CIE ゴニオメータタイプ

ファーフィールド C gamma

ドライバー

角度測定機能付き 3 ステップモーター

C 軸角度範囲± 180°

Y 軸角度範囲± 180°

角度位置決め精度

0.1°/ encoder 0.004°

C 軸再現性0.004°

C 軸角速度

最大 45°/ s

Y 軸角速度

最大 45°/ s

サンプル中心位置決め (Z 軸距離 )最大 770 mm、モーター操作
測光距離φ 180 mm

サンプルマウントプレート

ネジ穴：M3、M4、M5、M6
スライダブロック付きチャック

サンプル最大サイズ
サンプル最大重量30kg

ゴニオメータ重量

90 kg

消費電力

本

φ 1800 mm
750 mm x 1650 mm x 1950 mm (W / H / D)

USB A - B による PC 接続110 - 230 V、600W

社: 東京都文京区小石川1-4-12 文京ガーデンザウエスト801 TEL:03-3868-2634

西日本営業所: 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル3F
https://www.systems-eng.co.jp

E-mail: info@systems-eng.co.jp

TEL:06-6868-9790
仕様・価格は予告なく変更する場合がございます

20201012