微小信号測定ソリューション
低雑音・多チャネル・多機能のご要求にあわせて最適なシステムをご提案
カスタム対応マルチチャネル 低雑音増幅システム
MULTICHANNEL LOW NOISE AMPLIFICATION SYSTEM

低抵抗センサから高抵抗センサまで高精度の信号処理に
SQUID

Thermocouple

Strain Gauge

Piezoelectric

Pyroelectric

Photo Detector● 低雑音
バイポーラ入力

Bio

入力換算雑音電圧密度

1.3 nV/ Hz● 小型筐体で、多チャネルニーズに最適

4 チャネル

FET 入力2.5 nV/ Hz

128 CH LOW NOISE AMPLIFICATION SYSTEM

128 チャネル

多様なセンサからの信号に マルチ に対応。
105mm

多機能センサからの信号や信号処理システムにあわせて、さまざまな設定が可能

スイッチ切換えのみ、部品の追加不要

83mm

16 チャネル

多チャネル化が容易

4 チャネルDC ／ AC■入力モード選択

差動／シングルエンド／ GND ・・・ B■ローパスフィルタ設定

THRU（OFF）／ LPF（ON）・・・ C

低ドリフト・低抵抗センサ

バイポーラ入力

差動入力

FET 入力※シングルエンド入力に設定可能

微小信号スペシャリスト の実力

入力換算雑音電圧密度 [ nV/ Hz ]世界最高レベルの低雑音性能を実現■入力換算雑音電圧密度（入力短絡時）

・・・ E

FLOAT ／ EXTERNAL

入力結合

低抵抗〜高抵抗センサ

DC モードは、±0.1 V 以下のあらゆる微小信号計測に適しています。
±0.1 V 以上で DC 成分によってアンプ出力が飽和する場合には、AC モードを選択することで、DC 成分を除去し、信号の変化を検出することができます。

10

入力モード

DC ／ AC●DCモード●ACモード

5V

5V

焦電センサ

DC 成分で増幅器が飽和して動かなくなり出力しない

焦電センサ

部品を追加することなく、スイッチ切換えのみで測定可能

差動 ／ シングルエンド

測定対象にあわせて、差動入力またはシングルエンド入力のいずれかを選ぶことは、忠実な信号増幅には、非常に重要です。
例えば、シャント抵抗を用いた電流測定では、シャント抵抗の設置場所によって、差動入力かシングルエンド入力かを選択します。

●ローサイド検出

×100

FET入力

リア

D・・・ D

超伝導、熱電対、ひずみゲージ など
超伝導、圧電、焦電、光電 など

フロントE（fc=1MHz）■アンプ GND 切換え

C

B・・・ A■入力結合方式切換え■入力換算オフセット電圧 調整範囲 ±100μV

センサの種類にあわせて選択可能

ADUT●ハイサイド検出

負荷100 mV

DUT

シャント抵抗1

動作点：2.5 V
信号成分：1 mV

バイポーラ入力

配線が簡易なシングルエンド入力が一般的。
ただし、配線が長くなる場合は、コモンモードノイズに強い差動入力が優位。

ローパスフィルタ (LPF） ON ／ OFF

0.1
100

1k

10 k

周波数 [Hz]■信号源抵抗に対する入力換算総合雑音電圧密度

100 k

1M

●バイポーラ入力

シャント抵抗負荷

差動入力測定が必須

測定したい信号が 1 MHz 以下の場合、LPF を ON にすることで測定帯域が 1 MHz 以下に制限され、ノイズを低減できます。
以下は、50 μVp-p 方形波（1kHz）を入力した時の出力波形です。

●FET 入力

DC〜1 MHzOFF●バイポーラ入力は、低信号源抵抗において雑音特性に優れている

差動入力

ON

DC〜20 MHzOFFON

●FET 入力は、信号源抵抗に依存せず、安定した低雑音特性
出力
波形

50 μVp-p および 150 μVp-p の方形波（1kHz）を入力し、信号源抵抗 10 Ω、100 kΩのときの出力波形をそれぞれ観測。 ※測定条件：ポスト増幅器あり（帯域 10 Hz 〜30 MHz）

THRU/LPF をスイッチで切換え

入力換算総合雑音電圧密度 [nV/ Hz ]電流雑音が主成分
150 μVp-p 入力
DC〜1 MHz（LPF ON）

100

バイポーラ入力

10FET入力

50 μVp-p 入力
DC〜1 MHz（LPF ON）

信号源抵抗による熱雑音が主成分
150 μVp-p 入力
DC〜1 MHz（LPF ON）

1

応用分野（高抵抗）

バイオ・物性研究等
0.150 μVp-p 入力
DC〜1 MHz（LPF ON）

10100

応用分野（低抵抗）

超伝導デバイス等

1k10 k100 k

信号源抵抗 [Ω]測定条件：信号源抵抗 10 Ω、ポスト増幅器あり（帯域 10 Hz 〜30 MHz）

位相反転

スイッチ切換えにより、同相／逆相モードを設定できます。
例えば、負電圧信号を処理できないシステムにおいても、反転増幅器を追加することなしに、信号処理が可能です。
負電圧信号を処理できない場合
Vb
非反転Vd
0V
増幅器
−Vs

フォトダイオード-Vs

アンプGND

同相 ／ 逆相モード設定可

信号処理

A0V

AVs

−AVs

0V

反転増幅器を追加

スイッチ切換えで反転増幅器に設定
A−GND（同相） −B−GND（逆相）

FLOAT ／ EXTERNAL

アンプ GND は、アース（接地電位）を切り離す FLOAT 設定 の方が雑音特性がよいのが一般的です。ただし、測定環境や測定系によっては、アンプ
GND とアースを接続する EXTERNAL 設定 の方が雑音特性がよくなる場合があります。
背面の切換えスイッチにより、どちらが適切かを容易に確認できます。
●FLOAT●EXTERNAL

Vb
Vd0V−Vs

フォトダイオード-Vs−AAVs

信号処理0Vアースにハム雑音が重畳

カスタム対応■ 用途にあわせた多チャネル化■ 入力インピーダンス

センサの出力抵抗にあわせて変更可能■ シングルエンド入力

さらに低雑音が要求される信号の場合には、シングルエンド入力に対応可能●入力換算雑音電圧密度 0.8 nV/ Hz（バイポーラ入力）, 1.6 nV/ Hz（FET 入力）■ 目的にあわせて機能を絞り込むことにより、さらなる小型化・高密度実装に対応可能
マルチチャネルアンプのみならず、ポストアンプや A/D 変換等、測定系全体についてもご提案いたします。

■仕様例 （4 チャネル）
バイポーラ入力

FET入力

入力結合DC/AC

入力モード

A-B/A/-B/GND

入力インピーダンス100 kΩ結合容量 1μF

1 MΩ
結合容量 0.1μF

入力換算雑音電圧密度

1.3 nV/ Hz

2.5 nV/ Hz

入力換算オフセット電圧ゼロに調整可能（入力短絡、DC 結合時ポテンショメータによる）入力バイアス電流30 nA

入力電圧範囲±0.1 V 以内

最大出力電圧・電流±10 V、±10 mA

スルーレート

22 V/μs

出力インピーダンス

50 Ω

電圧利得

40 dB（1 kHz にて）

電圧利得周波数特性
ローパスフィルタ

DC〜1 MHz（+0.5 dB/−3.0 dB 以内）
fc = 1 MHz（リニアフェーズ 3 次）

外形寸法（mm）

105（W）× 88（H）× 210（D）

電±15 V源＊＊ 低雑音直流電源

30 pA

600 V/μs

DC〜20 MHz（+0.5 dB/−3.0 dB 以内）

消費電流：±240 mA（最大値）

LP5391（±300 mA）を推奨。2 台以上駆動する場合は、カスタム電源をご提案可能。

■周辺機器
低ノイズ性能を確実に引き出すための必須アイテム 低雑音直流電源
出力雑音電圧を低いレベルに抑えた上、シールド構造など万全の耐ノイズ・低雑音対策を施した高安定度の直流電源。
低雑音増幅システムと組み合わせることで、より厳しい低雑音ニーズにお応えします。

低雑音直流電源

LP5391

カスタム対応32 チャネル対応■最大 4 出力に対応■出力電圧：±15 V ±10% 可変■出力電圧：±15 V±10% 可変■出力電流：最大 ±2 A

■出力電流：最大 0.3 A（4 出力合計）■出力端子：D-sub 9 ピンコネクタ（メス）■1/2 ラックサイズ■1/2 ラックサイズ

デモ機
まずは、性能・機能を実機でご確認ください。Web サイトよりお申込みいただけます。
お貸出し （センサの種類、入力モード、チャネル数、直流電源の要・不要等をご指定ください。）※このカタログの記載内容は、2020年10月19日現在のものです。
●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
●ご購入に際しては、仕様・価格・納期をご確認ください。
●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

0120-545838
いいヒント、アドバイスあります。

受付時間 9：30〜17：30（土・日・祝日を除く）

SG20X-D54-2A1