ディジタルマルチメータ

DM2571
取扱説明書

DA00078037−002

ディジタルマルチメータ
DM2571

取扱説明書

ISO−9001 CERTIFIED MANUFACTURER

この取扱説明書は著作権によって保護された知的財産情報を含んでいます。当社はすべての権利を保持します。当社の文書による事前の承諾なしに，この取扱説明書
を複写，転載，他の言語に翻訳することはできません。
この取扱説明書に記載された情報は印刷時点のものです。部品の仕様，機器，および保守手順は，いつでも予告なしで変更することがありますので予めご了承ください。

目次

目次
安全上の注意 .......................................................................3
安全記号 ................................................................................. 3
安全上の注意 .......................................................................... 4

先ず初めに ...........................................................................9DM2571 の特徴 ....................................................................... 10
前面パネルの概要 .................................................................... 12
背面パネルの概要 .................................................................... 17
ステータスバー ......................................................................... 20
設置 ....................................................................................... 23

基本測定 .............................................................................25
基本測定の概要 ....................................................................... 26
AC/DC 電圧測定 ..................................................................... 29
AC/DC 電流測定 ..................................................................... 36
2 線/4 線抵抗測定 ................................................................... 39
導通テスト ............................................................................... 42
ダイオードテスト ........................................................................ 44
周波数/周期の測定 .................................................................. 46
キャパシタンス .......................................................................... 50
温度測定 ................................................................................. 53

デュアル測定 .......................................................................63
デュアル測定 ........................................................................... 64

応用測定 .............................................................................71
応用測定の概要 ....................................................................... 72
リラティブ測定 .......................................................................... 73
ホールド測定 ............................................................................ 75
トリガ設定 ................................................................................ 78
フィルタ設定 ............................................................................. 83
演算測定(Math) ....................................................................... 87

1

DM2571 ディジタルマルチメータ

ディジタル I/O ....................................................................111
ディジタル I/O の概要 ................................................................ 112
アプリケーション：コンペア・モード ................................................. 114
アプリケーション：4094/ユーザー・モード ....................................... 120
アプリケーション：外部トリガ ........................................................ 128

システム/ファームウェア .................................................... 131
システム情報 ............................................................................ 132
ファームウェア情報の確認 .......................................................... 133

MENU 設定 ...................................................................... 135
システム設定 ............................................................................ 136
ディスプレイの設定 .................................................................... 152

スクリーンショット&ログ ..................................................... 173
画面のキャプチャ ...................................................................... 174
読み取り値の保存(Save Reading) ............................................. 177

ディスプレイ設定 ............................................................... 181
桁数 ........................................................................................ 182
測定値の表示 .......................................................................... 184

リモートコントロール .......................................................... 199
インタフェース設定 ..................................................................... 200
Web コントロールインタフェース ................................................... 234
コマンド構文 ............................................................................. 240
コマンドセット ............................................................................ 243
ステータス・システム .................................................................. 339

付録 ................................................................................. 343
ヒューズ交換 ............................................................................ 344
工場出荷初期設定 ................................................................... 347
仕様 ........................................................................................ 352
EMC と安全性 .......................................................................... 368

2安全上の注意
この章では，本器を保管する際および操作時に従わなければならない重要な安全指示が含まれています。あなたの安全を確保し，最良の状態でご使用いただくために，操作の前に以下の注意をよくお読みください。

安全記号
以下の安全記号が本書または本体に記載されています。

警告

警告：機器の取扱いにおいて，使用者が死亡または重傷を負
うおそれがある場合，その危険を避けるための情報を記載しております。

注意

注意：機器の取扱いにおいて，使用者が傷害を負う，または物的損害が生じるおそれを避けるための情報を記載しております。
危険：高電圧注意：取扱説明書を参照してください

保護導体端子アース（グラウンド）端子
電子機器を地方自治体の回収する非分別ごみとして廃棄しな
いでください。分別回収施設をご利用いただくか，本機器をお買い上げになったサプライヤまでお問い合わせください。

3

DM2571 ディジタルマルチメータ

安全上の注意一般注意事項注意

4

入力端子には，製品を破損しないために最大入力が決められています。製品故障の原因となりますので定格・仕様欄または安全上の注意にある仕様を越えないようにしてください。
• 周波数が高くなったり，高圧パルスによっては入力できる最大電圧が低下します。
• 電圧測定ターミナルの入力電圧が DC 1000V/AC750V を越
えてはいけません。
• 入力電流は，各端子の最大電流を越えてはいけません。
• 重量のある物を本器上に置かないでください• 激しい衝撃または荒い取り扱いを避けてください。本器の破損につながります。
• 本器に，静電気を放電してはいけません。
• 端子には適切なコネクタを使用してください。裸線は，接続しないでください。
• 冷却用ファンの通気口をふさがないでください。製品の通気口をふさいだ状態で使用すると故障，火災の危険があります。
• 建造物への引込み線，配電盤，配電盤からコンセントまでの配線など建屋施設の測定は避けてください。(以降の注意事
項参照)。
• サービス認定された人でない限り，本器を分解しないでください。
• 端子間の電圧は，以下の値を超えてはいけません。
Sense LO ⇔ Input LO：最大 2Vpk
Sense LO ⇔ Sense HI：最大 200Vpk
Input LO ⇔ アース接地：最大 500Vpk•

(注意) (測定カテゴリ) EN61010−2−030:2010 は測定カテゴリと要求事項を以下の要領で規定しています。DM2571 は，カテゴリ II 300V の部類に入ります。
• 測定カテゴリ IV は建造物への引込み電路，引込み口から電力量メータおよび一次過電流保護装置（分電盤）までの電路を規定します。
• 測定カテゴリ III は直接分電盤から電気を取り込む機器（固定設備）の一次側および分電盤からコンセントまでの電路を規定します。
• 測定カテゴリ II はコンセントに接続する電源コード付機器（家庭用電気製品など）の電源プラグからその機器の電気回路までを規定します。
• 測定カテゴリ なし はコンセントからトランスなどを経由した機器内の二次側の電気回路を規定します。
電源電圧
警告

AC 入 力 電 圧 ： AC100/120/220/240V±10 ％ ，50/60/400Hz±10％• 電源電圧が 10％以上変動してはいけません。
• 電源コードの保護接地導体を必ず大地アースに接続し，感電を避けてください。
•

•

警告

前面パネルにあるフロント/リアの入力切替スイッチは，入力端子に信号が来ている時は切り替えないでください。この切り替えスイッチはアクティブ状態で使用する目的用ではありません。高電圧や電流が入力されている状態で切り替えると，機器の損傷や感電の危険性もあります。

5

DM2571 ディジタルマルチメータ
ヒューズ
警告

ヒューズの種類：T0.25A 100/120VAC
T0.125A 220/240VAC• ヒューズが溶断した場合，使用者がヒューズを交換することができますが，マニュアルの保守等の内容に記載された注
意事項を順守し，間違いのないように交換してください。
ヒューズ切れの原因が判らない場合，製品に原因があると思われる場合，あるいは製品指定のヒューズがお手元にない場合は，当社までご連絡ください。間違えてヒューズを交換された場合，火災の危険があります。
• 電源を投入するまえに，必ず正しいヒューズか確認してください。
• 火災などの危険を避けるために正しい定格のニューズを使用してください。
• ヒューズを交換する前に，必ず電源コードを外してください。
• ヒューズを交換する前に，ヒューズが切れた原因を直してください。
••清掃の前に電源コードを外してください。
• 清掃には洗剤と水の混合液に柔らかい布地を使用します。
液体が中に入らないようにしてください。
• ベンゼン，トルエン，キシレン，アセトンなど危険な材料を含む化学物質を使用しないでください。
•

清掃

設置：室内で直射日光があたらない場所，ほこりがつかない• 環境，ほとんど汚染のない状態(以下の注意事項参照)を，必ず守ってください。(下記の注意事項を参照してください))• •温度：全確度 0℃～55℃• •湿度：80％RH 以下(結露が無いこと)＠30℃以下
70％RH 以下(結露が無いこと)＠30℃～40℃
50％RH 以下(結露が無いこと)＠40℃以上• •高度：2000m まで
•

操作環境

6

(注意)EN61010−1:2010 は汚染度を以下の要領で規定しています。DM2571 は汚染度 2 に該当します。汚染は，「固体，液体，あるいはガス(イオン化気体)など異物の混入による絶縁耐圧や表面抵抗率の縮小を生ずることを言います。
汚染の定義は「絶縁耐力か表面抵抗を減少させる固体，液体，またはガス(イオン化気体)の異物の添加」を指します。
• 汚染度 1：汚染物質が無いか，または有っても乾燥しており，非電導性の汚染物質のみが存在する状態。汚染は影響しない状態を示します。
• 汚染度 2：結露により，たまたま一時的な電導性が起こる場合を別にして，非電導性汚染物質のみが存在する状態。
• 汚染度 3：電導性汚染物質または結露により電導性になり得る非電導性汚染物質が存在する状態。
•

設置：屋内• 温度：−40℃～70℃• 湿度：90%RH 以下(結露が無いこと)
•

保存環境
校正

•

本製品は，当社の厳格な試験・検査を経て出荷されておりますが，部品などの経年変化により，性能・仕様に多少の変化が生じることがあります。製品の性能・仕様を安定した状態でご使用いただくために定期的な校正をお勧めいたします。校正についてのご相談はご購入元または当社までご連絡ください。

保守点検について•製品の性能，安全性を維持するため定期的な保守，点検，クリーニング，校正を，お勧めします。

使用中の異常に関して•製品を使用中に，製品より発煙や発火などの異常が発生した場合には，ただちに使用を中止し主電源スイッチを切り，
電源コードをコンセントから抜いてください。

警告7

DM2571 ディジタルマルチメータ
調整・修理

•

ご使用について•廃棄

本機器を地方自治体の回収する非分別ごみとして廃棄しないでください。分別回収施設をご利用いただくか，本機器をお買
い上げになったサプライヤまでお問い合わせください。環境への影響を軽減するために，不要な電気・電子廃棄物は適切にリサイクルしてください。

8

本製品の調整や修理は，当社のサービス技術者および認定された者が行います。
• サービスに関しましては，お買い上げいただきました当社代理店（取扱店）にお問い合わせ下さいますようお願い致します。なお，商品についてご不明な点がございましたら，弊社までお問い合わせください。
本製品は，一般家庭・消費者向けに設計・製造された製品
ではありません。電気的知識を有する方が本書の内容を理解し，安全を確認した上でご使用ください。また，電気的知
識のない方が使用される場合には事故につながる可能性があるので，必ず電気的知識を有する方の監督下にてご使用ください。

先ず初めに

先ず初めに
この章では，DM2571 シリーズについて主な機能と前面/背面
パネルの概要を含みごく簡潔に説明します。概要を説明した
後，適切にメーターをセットアップするための電源投入手順に従ってください。
このマニュアルの情報は，印刷時点でのものです。製品の仕様および機能は改善のために予告なしにいつでも変更される可能性があります。最新情報やコンテンツについては弊社ウェ
ブサイトを参照してください。

DM2571 の特徴 ....................................................................... 10
アクセサリ類 ............................................................................ 11
前面パネルの概要 .................................................................... 12
測定キー(基本) ........................................................................ 14
測定キー(応用) ........................................................................ 16
背面パネルの概要 .................................................................... 17
ステータスバー ......................................................................... 20
設置 ....................................................................................... 23
チルトスタンド ........................................................................... 23
電源投入の手順 ....................................................................... 24

9

DM2571 ディジタルマルチメータ

DM2571 の特徴
DM2571 は，研究開発から生産設備・生産ライン，教育実験まで幅広い分野でご利用いただける 6 1/2 桁のディジタルマルチ
メータです。
高精度の DCV 確度
35 ppm• 広い電流レンジ：
10 A• 高電圧レンジ：DC 1000 V• 広い ACV 周波数特性：3 Hz～300 kHz• 高サンプリングレート
10 k Readings/sec• 内部メモリ
100 k read memory• スクリーンショット及びログデータを USB メモリに保存可能

機能

•

特徴

•

インタフェース•10

6 12 桁• 豊富な測定機能：ACV，DCV，ACI，DCI，2W/4WR，Hz，
周期，温度，導通テスト，ダイオードテスト，キャパシタンス，
REL，dBm，Hold，MX+B，1/X，REF％，dB，コンペア，統計• マニュアルまたはオートレンジ• 真の実効値表示• DCV 比率測定
• ３種類の温度測定センサに対応（RTD，熱電対，サーミスタ)
冷接点補償機能内蔵• グラフ表示，バーメーター，トレンドチャート，ヒストグラム
USB デバイス/RS−232C/GP−IB(オプション)/LAN• ディジタル I/O；D−Sub9 ピン(メス)• USB デバイスポート（USB−CDC と USB−TMC をサポート）• USB ホスト

先ず初めにアクセサリ類
付属品

オプション

注意

CD−ROM，テストリード，USB ケーブル，電源コードセット，
安全情報
部品番号
内容
PA−001−3393

GP−IB インタフェースカード

PA−001−3395

RS−232C ケーブル

PA−001−3394

4 線 テストリード

この製品で使用している電源コードセットは，電気用品
安全法適合品で，国内専用です。定格電圧は AC
125 V で，耐電圧は AC 1250 Vrms です。AC 125 V を超える電圧および国外では使用できません。
なお，付属品の国内向け電源コードセットは，この製品の専用品です。他の製品および用途には使用しないでください。
商用電源との接続には必ず付属品の電源コードセットを使用してください。

11

DM2571 ディジタルマルチメータ

前面パネルの概要
5

8

7

0

A

C

D

1
2

3
4

6

9

No.

名称

1

エスケープキー (ESC)

2

プリントスクリーン / データログキー

3

USB ホストポート

4

電源スイッチ5

メインディスプレイ

6

ファンクションキー (F1 ～ F6)

7

ノブ

8

矢印キー

9

測定キー

0

レンジ設定キーA

HI・LO センス端子

B

HI・LO 入力端子

C

AC/DC 電流入力端子

D

フロント/リア入力切替スイッチ

12B

先ず初めにESC (エスケープ)

スクリーンショット・
データログ

USB ホストポート
電源スイッチ

一回押すと現在のページからエスケープしま
す。ESC キーを 2 秒間押し続けると，フル表
示とシンプル表示が切り替わり，ステータス
バー，数値表示，追加情報等が隠されます。
現在のスクリーンショットをキャプチャする
か，読み取り値のデータログを保存します。
詳細は，スクリーンショット＆ログを参照してください。
USB メモリのポートです

メイン電源のオン

オフ

電源オンの手順については，24 ページを参照ください。
メインディスプレイ

4.3 インチ TFT LCD は測定結果とパラメータを表示します。

測定キー

基本測定，応用測定の切り替え用に，4 段３列のキーが配置されています。

ファンクションキー

機能切替用（F1～F6），ディスプレイ下部

ノブキー

ノブを回して，パラメータを移動・選択することができます。ノブキーを押すことで設定を決定します。

矢印キー

左右矢印キーは，パラメータの値を入力する際等に，カーソル移動に使用します。

レンジ設定キー

Auto キーを押すことでオートレンジモードが有効となります。"+"または"−"キーを押すとレンジがそれぞれ切り替わります。

13

DM2571 ディジタルマルチメータ
DC/AC 電流入力
（3A）端子DC/AC 電流測定で使用します。
DC: 100 μA~3 A
AC: 100 μA~3 A
詳細は 36 ページを参照してください。
ヒューズ交換の手順については 345 ページを参照してください。

LO センス端子

4 線抵抗測定で，ＬＯセンスラインを接続します。詳細は 39 ページを参照してください。

HI センス端子

4 線抵抗測定で，HI センスラインを接続します。詳細は 39 ページを参照してください。

LO 入力端子4 線抵抗測定センスライン(39 ページ)を除く全ての測定で LO 側入力端子として使用します。
端子と大地アース間の最大耐電圧は500Vpk です。

HI 入力端子DC/AC 電流測定を除く全ての測定用 HI 側
入力端子として使用します。

DC/AC 電流入力（10A）端子DC/AC 電流測定で使用します。
詳細は 36 ページを参照してください。

測定キー(基本)概要

14

上２段の測定キーは，電圧，電流，抵抗，導通，ダイオード，
周波数，周期，静電容量，温度などの基本的な測定に使用されます。各キーには，それぞれ第一と第二の機能があります。第二機能は，Shift キーと連動して起動します。

先ず初めにShift

Shift キーは，第 2 機能を選択する為に使用します。Shift キーを押すと Shift イ
ンジケータがディスプレイに表示されま
す。

Local

ローカルキーは，リモートコントロール
状態を 解除し ，パネル操作に戻り ます。(200 ページ)ACV

AC 電圧を測定します。(29 ページ)

Shift → ACV (ACI)AC 電流を測定します。(36 ページ)

DCV

DC 電圧を測定します。(29 ページ)

Shift → DCV (DCI)

DC 電流を測定します。(36 ページ)

Ω2W(抵抗)2wire で抵抗測定をします(39 ページ)

Shift +Ω2W
(Ω4W 抵抗)4wire で抵抗測定をします(39 ページ )(導通)
Shift →
(ダイオード導通テスト（Continuity）にします(42 ページ)
ダイオードテストにします(44 ページ))

FREQ (周波数)周波数を測定します。(46 ページ)

Shift + FREQ
(静電容量)

キャパシタンスを測定します。
(50 ページ)

TEMP (温度)

温度測定にします。(53 ページ)15

DM2571 ディジタルマルチメータ

測定キー(応用)概要

測定キーの下 2 段は，主に応用測定機能に使用されます。各
キーには，それぞれ第一と第二の機能があります。第二機能
は，Shift キーと連動して起動します。

REL

リラティブ測定します。押す度に通常測定と切り替わります。(73 ページ)

Shift → REL (REL#)

リラティブ測定用のリファレンス値を設定します。(73 ページ)

Hold

Hold 機能を有効にします。(75 ページ)

Shift → Hold (Hold#)

Hold 機能のパラメータを設定します。
(75 ページ)

TRIG (Trigger)

シングルトリガモードになり，押す度に測定トリガを発生します。(78 ページ)

Shift → TRIG
(TRIG#)

トリガ機能のパラメータを設定します(78 ページ)

Menu

Menu 画面へ移動します。押す度に元の画面と切り替わります。(136 ページ)

Shift → Menu (Filter)

フィルター機能のパラメータを設定します。(83 ページ)

DISP

ディスプレイの表示設定をします。
(181 ページ)

Shift → DISP (Math)

Math 機能の設定をします。(dB, dBm,
Compare, MX+B, 1/X, パーセント)(87 ページ)16

先ず初めに

背面パネルの概要
1

2

5

0

8

B

A

240

9

4

3

6

7

No.

名称

1

HI・LO センス端子

2

HI・LO 入力端子

3

3A 電流入力端子

43A 電流入力ヒューズ

5

ディジタル I/O コネクタ

6

RS−232C コネクタ

7

USB コネクタ(B タイプ)

8

イーサネット(LAN)コネクタ

9

ファン

0

AC 入力(電源コードソケット)A

AC 入力電圧切替セレクタ，ヒューズソケット

B

GPIB コネクタ(オプション)

17

DM2571 ディジタルマルチメータ
電源コードソケット

電源コードを挿入します。
AC 100/120/220/240V ±10%,50Hz/60Hz/400Hz±10%電源オンの手順については，24 ページを参照ください。

ヒューズソケット，
電源切替セレクタ

メインヒューズホルダ：
100/120 VAC: T0.25A
220/240 VAC: T0.125A
ヒューズ交換の詳細については 344
ページを参照ください。

RS−232C コネクタ

RS−232C リモートコントロール用端子。DB−9 ピン，オスコネクタ。
リモートコントロールの詳細については 206 ページを参照ください。

USB デバイスコネクタ

リモートコントロール用の USB デバイ
スケーブルを挿入します。
リモートコントロールの詳細は，203
ページを参照ください。

LAN コネクタ

リモートコントロール用の LAN ケーブ
ルを挿入します。リモートコントロールの詳細は，217 ページを参照ください。

ディジタル I/O コネクタ

ディジタル I/O ケーブルを接続します。
DSub−9 ピン，メスコネクタ。
ディジタル I/O の詳細については 111
ページを参照ください。

GPIB コネクタ（オプション）

GPIB ケーブルを接続します：

ファン

内部冷却用ファンです。開口部をふさがないでください。

18

GPIB の詳細については 213 ページを参照ください。

先ず初めにLO センス端子

4 線抵抗測定でＬＯセンスラインを接続します。詳細は 39 ページを参照してください。

HI センス端子

4 線抵抗測定でＨＩセンスラインを接続します。詳細は 39 ページを参照してください。

LO 入力端子4 線抵抗測定センスライン(39 ページ)を除く全ての測定で LO 側入力端子として使用します。端子と大地アース間の最大耐電圧は 500Vpk です。

HI 入力端子DC/AC 電流測定を除く全ての測定用
HI 側入力端子として使用します。

DC/AC3A 端子

DC/AC 電流測定で使用します。
DC: 100μA~3A
AC: 100μA~3A
詳細は 36 ページを参照してください。

DC/AC3.15A
電流測定入力ヒューズ

電流測定保護用ヒューズ：
T3.15A,500V,5×20mm
ヒューズ交換の手順については 345
ページを参照してください。

19

DM2571 ディジタルマルチメータ

ステータスバーディスプレイ上段ステータスバーの各アイコンについて説明しま
す。

1

2

3

4

5

6

7

8 9

0 A

No.

説明

1

ローカル/リモート2

RS−232C/USB−CDC/USB−TMC/LAN/GPIB インタフェース

3

エラー表示（リモートコントロールコマンド用）

4

リア入力端子用

5

Shift キー用

6

1st/2nd 機能表示用

7

ディジタル I/O モード用(User/4094)

8USB メモリ用

9

Beep/Key サウンド設定用

0

インターネット接続用

A

時刻表示

20

先ず初めにローカル

ローカル状態であることを示しています。

リモート

リモート制御状態であることを示しています。詳細は 199 ページを参照してください。

RS−232C

RS−232C インタフェースが起動していることを示しています。詳細は 206 ページを参照してください。

USB − CDC

USB−CDC インタフェースが起動していることを示しています。詳細は 205 ページを参照
してください。

USB − TMC

USB−TMC インタフェースが起動していることを示しています。詳細は 205 ページを参照
してください。

LAN

LAN インタフェースが起動していることを示しています。詳細は 217 ページを参照してく
ださい。

GPIB

GPIB インタフェースが起動していることを示しています。詳細は 213 ページを参照してく
ださい。

エラー

受信したコマンドでエラーが発生したことを示しています。全てのエラー情報を確認するとエラー表示は消えます。マルチメータの電源が切れるとエラー情報は消去されます。
詳細は 323 ページを参照してください。

リア入力

背面入力端子が有効となっていることを示し
ています。

Shift

shift キーが押されていることを示し，第２機能が選択されます。

1ST 機能表示

第一機能の状態であることを示しています。
第二機能がある場合に表示されます。ノブ
キーを押して切り替えます。

2ND 機能表示

第二機能の状態であることを示しています。
第一機能がある場合に表示されます。ノブ
キーを押して切り替えます。

21

DM2571 ディジタルマルチメータ
Digital I/O – 4094

DigitalI/O–4094 モードが有効になっている
ことを示しています。詳細は 120 ページを参照してください。

Digital I/O – User

DigitalI/O–User モードが有効になっている
ことを示しています。詳細は 120 ページを参照してください。

USB メモリ(キャプチャ)挿入されている USB メモリがキャプチャ可能状態であることを示しています。
詳細は，スクリーンショット＆ログを参照

USB メモリ(SaveReading)

挿入されている USB メモリが読み取り値保存(SaveReading)可能状態であることを示しています。
詳細は，スクリーンショット＆ログを参照

USB メモリ
(Failure)

挿入されている USB メモリが正常に認識されていないか，接続途中の状態であることを示しています。

サウンド(ビープ音)

ビープ音が有効になっていることを示しています。詳細は 136 ページを参照してください。

サウンド(キー操作)

キー操作音が有効になっていることを示しています。詳細は 137 ページを参照してください。

サウンド(全て)

ビープ音・キー操作音が共に有効になっていることを示しています。

サウンド(オフ)

ビープ音・キー操作音が共に無効になっていることを示しています。

インターネット On

インターネット(LAN)に接続されていることを示しています。詳細は 217 ページを参照してください。

インターネット Off

インターネット(LAN)には接続されていませ
ん。

時刻表示

時刻表示です。詳細は 139 ページを参照してください。

22

先ず初めに設置
チルトスタンド

ハンドル側面を左右に引き回転させます。

水平に設置した状態

チルトスタンドを使用した状態

注意
この状態で使用しないでください。
持ち運び用にハンドルを立てた状態

23

DM2571 ディジタルマルチメータ

電源投入の手順
手順

1. ご使用の電圧が，ヒューズホルダ上にズレ等無く正しく見えているか確認してください。異なる場合は，344 ページを参照し，電圧とヒューズを正しく設定してください。(240V の例を図に示しています。)
2. 電源コードを挿入しま
す。

Note

電源コードのグランド端子を必ず大地アース（グランド）へ接
続してく注意ださい。測定確度に影響を及ぼす場合があります。
3. 前面パネルにある電源ス
イッチを押してください

4. 初めにブランドロゴ(NF Corporation)が表示され，メッセージ“Load the default parameter is Ok”が続き，デフォルトパラ
メータがロードされます。

24

基本測定

基本測定
基本測定の概要 ....................................................................... 26
リフレッシュレート ...................................................................... 26
シングル/オートトリガ ................................................................. 28
AC/DC 電圧測定 ..................................................................... 29
電圧レンジの選択 ..................................................................... 30
電圧測定の設定 ....................................................................... 31
電圧変換表 ............................................................................. 34
クレストファクタ表 ...................................................................... 35
AC/DC 電流測定 ..................................................................... 36
電流レンジの選択 ..................................................................... 37
電流測定の設定 ....................................................................... 38
2 線/4 線抵抗測定 ................................................................... 39
抵抗レンジの選択 ..................................................................... 40
抵抗測定の設定 ....................................................................... 41
導通テスト ............................................................................... 42
導通テストのしきい値を設定 ....................................................... 43
ダイオードテスト ........................................................................ 44
周波数/周期の測定 .................................................................. 46
周波数/周期測定の設定 ........................................................... 48
キャパシタンス .......................................................................... 50
ケーブルオープン機能 ............................................................... 51
キャパシタンス測定のレンジ選択 ................................................. 52
温度測定 ................................................................................. 53
温度測定の設定 ....................................................................... 54
熱電対センサタイプ ................................................................... 55
基準接点温度(Simulated Temperature) ..................................... 55
熱電対の設定 .......................................................................... 56
RTD2W/4W の設定 .................................................................. 57
RTD 2W/4W の User タイプ設定 ................................................ 58
サーミスタ 2W/4W の設定........................................................ 60
サーミスタの User タイプ設定 ..................................................... 61

25

DM2571 ディジタルマルチメータ

基本測定の概要
概要

前面パネルのキーで選択できる各測定項目について説明します。

測定の種類

ACV

AC 電圧

DCV

DC 電圧

ACI

AC 電流

DCI

DC 電流

Ω 2W/ Ω 4W

2 線抵抗と 4 線抵抗
導通テスト/ダイオードテスト

応用測定

FREQ

周波数/キャパシタンス

TEMP

温度

応用測定の項では(71 ページ)，基本測定で得られた値を使用す
る応用測定の操作を説明します。

リフレッシュレート
概要

リフレッシュレートは，測定データを取得し更新する頻度を定義します。速いレートでは，測定は高速ですが精度と分解能は低くなり，遅いレートでは，精度と分解能は高くなります。リフレッシュレートを選択するときには，これらの関係を考慮して選択してください。（リフレッ
シュレートは AUTO Zero が Off 時に適用）

測定項目

リフレッシュレート

DCV/DCI/ 2W/4W

5/s

20/s

60(50)/s

ACV/ACI

1/s

5/s

50/s

導通/ダイオード

60 (50)/s 100/s 400/s

周波数/周期1s

キャパシタンス

2/s

温度

5/s

Note

26

100/s 400/s 1.2k/s 2.4k/s 4.8k/s 7.2k/s 10k/s

100ms 10ms

20/s

60(50)/s

レートは，Auto Zero がオフ時に適用されます。

基本測定

選択手順

左右の矢印キーを押すことでリフレッシュレートを変えることができます。
また，ファンクションキーF2(Speed)を押すことで各レー
ト が 表 示 さ れ ， 選 択 す る こ と が で き ま す 。 F6 キ ー(More½)で次の選択ページへ移動します。

リフレッシュレートは，ディスプレイ上部右側に表示されます。
現在のリフレッシュレートNote

キャパシタンス測定のリフレッシュレートは固定です。

リーディングリーディング・インジケーター は，ディスプレイの測定値表示部右インジケーター 側下部に表示されます。リフレッシュレートの設定に基づいて点滅します。

リーディング・インジケータ

27

DM2571 ディジタルマルチメータ

シングル/オートトリガ
概要

本器は，初期設定でオートトリガに設定されています。オートトリガはリフレッシュレートに基づきトリガ動作を行います。シングルトリガモー
ドでは，TRIG キーを押す度にトリガ動作を行います。

シングルトリガ TRIG キーを押すとシングルトリガモードに設定されます。TRIG キーを１回押すとトリガを１回発生し，指定回数
読み取りが行われます。
シングルトリガモード表示

オート（内部） TRIG キーを２秒間押し続けるとオート（内部）トリガモー
トリガドに戻ります。
オート（内部）トリガモード表示

Note

28

キャパシタンス測定では，シングルトリガモードはサポートされていま
せん。

基本測定

AC/DC 電圧測定
電圧測定範囲ACV/DCV の起動

AC

0 ~ 750 VDC

0 ~ 1000 V

ACV キーまたは DCV キーを押して，電圧測定を起動させます。

or

ACV/DCV のディスプレイ表示

DC Voltage(or AC)

現在の測定モード DCV を表示しています。

5/s

現在のリフレッシュレートを表示しています。
オートレンジが選択されていることを示しています。

Range: 100mV

現在の測定レンジを表示しています。

+000.1066 mVDC 現在の測定値を表示しています。
接続方法

図の様にテストリードを接続します。
読み取り値がディスプレイに表示されます。

29

DM2571 ディジタルマルチメータ

電圧レンジの選択
オート

Auto キーを押す度に，オートレンジとマニュア
ルレンジが切り替わります。

マニュアル

レンジを選択するには“+”または“−”キーを押します。オートレンジのインジケータ は，マニュ
アルレンジの へ切り替わります。適切なレンジが不明な場合には，最大レンジを選択してください。
ファンクションキーF1
を押してから，F1~F6 キーでレンジを選択することもできま
す。

レンジ一覧

Note

30

レンジ

分解能

フルスケール

100 mV

0.1 μV

119.9999 mV

1V

1 μV

1.199999 V

10 V

10 μV

11.99999 V

100 V

100 μV

119.9999 V

750 V (AC)1 mV

787.500 V

1000 V (DC)1 mV1050.000 V

詳細なパラメータについては，353 ページの仕様を参照くださ
い。

基本測定

電圧測定の設定
F2(Speed)
リフレッシュ
レートの選択DCV:
フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー F2
を押してから，下図の様に
F1~F5 キーでリフレッシュレートを選択することもできます。

F6 キーを押すと次のページへ移動します。

ACV:
フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー F2
を押してから，下図の様に
F1~F3 キーでリフレッシュレートを選択することもできます。

F3(Auto Zero)
オートゼロ
機能の選択
(DCV のみ)概要

オートゼロは，マルチメータが最も正確な測定を行う為の機能です。オートゼロ
をオンにすると，各測定に続いて内部のオフセット値を測定し，測定値からオフ
セット値を引き算します。これによりマル
チメータ内部に存在するオフセット電圧が測定精度に影響するのを防ぐことができます。オートゼロをオフとすると，オ
フセット値の測定は一度だけとなり，その後の全ての測定値からそのオフセッ
ト値が引き算されます。

表示

オートゼロ機能がオンの時，アイコン
表示されます。

が31

DM2571 ディジタルマルチメータ
F4 (Input R)
入力抵抗の設定概要

測定時の入力抵抗を Auto または 10
MΩ に設定することができます。
Auto:Hi−Z:100m V, 1 V, 10 V
10 MΩ:100 V, 1000 V
多くの場合，10MΩ はほとんどの回路に対して十分高い値ですが，高インピーダ
ンス回路では安定した読み取りを行うには低い場合があります。一方熱雑音等の影響により Hi−Z よりもノイズの少ない読み取りにつながる場合もあります

Vs = ideal voltage of DUT
Rs = input impedance of DUT
Ri = input impedance of DM2571(either 10M or 10G available(Hi−Z))
Deviation (%) = Rs/(Rs+Ri) * 100

ディスプレイ表示

32

Auto モードが選択されている時，Hi−Z の状態では次のアイコンが表示されます。

基本測定
F5(DCV Ratio)
DCV 比率測定

概要

DCV 比率測定では，INPUT 端子で測定された値（Input Voltage）と SENSE
端子で測定されたリファレンス値（Reference Voltage）との比率を計算することができます。
接続は下記の様に入力します。

比率測定は，次の式で計算されます。

表示

DCV比
測定値

基準電圧値

入力電圧値

【例】
INPUT 端子：INP:+00.86308 V
SENSE 端子：REF:+00.85414 V(reference)
演算結果：DCV ratio:+1.010457

33

DM2571 ディジタルマルチメータ

電圧変換表
この表は，様々な波形における AC と DC 測定との関係を示しています。
波形

Peak to PeakAC
(真の実効値)

DC

正弦波

2.828

1.000

0.000

1.414

0.435

0.900

2.000

0.771

0.636

2.000

1.000

0.000

1.414

0.707

0.707

2.000

2K

2D

PK-PK

整流正弦波
(全波)
PK-PK

整流正弦波
(半波)
PK-PK

方形波
PK-PK

整流方形波
PK-PK

整流パルス波
X

PK-PK

K=

Y

3.464

三角波
ノコギリ波
PK-PK

34

( D − D 2)

D=X/Y

D=X/Y
1.000

0.000

基本測定

クレストファクタ表概要

クレストファクタは，信号振幅のピーク値と信号の RMS 値との比です。それは，AC 測定の確度を決定します。
クレストファクタが 3.0 未満である場合，電圧測定において，フルスケールのダイナミックレンジの制限によるエラーは発生しません。
クレストファクタが 3.0 より大きい場合は，通常，下記の表に示す
様に異常波形を示します。

波形

形状

クレストファクタ

方形波

1.0

正弦波

1.414

三角波
ノコギリ波

1.732

複合周波数

1.414 ~ 2.0

SCR 出力100％～10％1.414 ~ 3.0

ホワイトノイズ

3.0 ~ 4.0

AC 結合された
パルス列

>3.0

スパイク

>9.0

35

DM2571 ディジタルマルチメータ

AC/DC 電流測定
概要

前面/背面に電流入力端子を備え，前面は 3 A と 10 A の２つの端子，背面は 3 A の端子１つがあります。

電流測定範囲AC/DC 0~3 A/0～10 A(前面のみ)

ACI/DCI の起動

Shift キーを押し，ACV または DCV キーを押して電流測定を起動させます。

+
or

ACI/DCI のディスプレイ表示

AC or DC Current 現在の測定モード ACI を表示しています。
5/s

現在のリフレッシュレートを表示しています。
マニュアルレンジが選択されていることを示しています。 の場合はオートレンジ

接続方法

Range: 100mA

現在の測定レンジを表示しています。

000.03 mAAC

現在の測定値を表示しています。

入力電流に応じた端子を使用します。
• 3 A 端子⇔入力 LO 端子• 10 A 端子⇔入力 LO 端子

36

基本測定

電流レンジの選択
オート

Auto キーを押す度に，オートレンジとマニュアルレン
ジが切り替わります。オートレンジでは現在入力されている電流に最適なレンジが自動的に選択されます。10A レンジが使われている時は，Auto キーを押してもオードレンジには移行しません。
Note:10 A レンジはオートでは切り替わりません。

マニュアル

レンジを選択するには“+”または“−”キーを押します。オートレンジのインジケータ
は，マニュアルレンジのへ切り替わります。適切なレンジが不明な場合には，最大レンジを選択してください。
フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー F1
を押してから，F1~F5 キーでレンジを選択することもできます。

F6
す。

レンジ一覧

Note

キーを押すと次のページへ移動しま

レンジ

分解能

フルスケール

入力端子100 µA0.1 nA

119.9999 µA

3A

1 mA

1 nA

1.199999 mA

3A

10 mA

10 nA

11.99999 mA

3A

100 mA

100 nA

119.9999 mA

3A

1A

1 μA

1.199999 A

3A

3A

1 μA

3.150000 A

3A

10 A

10 μA

10.50000 A

10 A

詳細なパラメータについては，353 ページの仕様を参照ください。

37

DM2571 ディジタルマルチメータ

電流測定の設定
F2(Speed)
リフレッシュレートの選択

DCI:
ファンクションキーF2
を押してから，下図の様に
F1~F5 キーでリフレッシュレートを選択することもできます。

F6

キーを押すと次のページへ移動します。

ACI:
ファンクションキーF2
を押してから，下図の様に
F1~F3 キーでリフレッシュレートを選択することもできます。

F3(Auto Zero)概要
オートゼロ機能の選択(DCI のみ)

オートゼロは，マルチメータが最も正確な測定を行う為の機能です。
をオンにすると，各測定に続いて内部のオフセット値を測定し，測定値からオフセット
値を引き算します。これによりマルチメータ内部に存在するオフセット電圧が測定精度に影響するのを防ぐことができます。オートゼロをオフとすると，オフセット値の測定は一度だけとなり，その後の全ての測定値からそのオフ
セット値が引き算されます。

表示38

オートゼロ機能がオンの時，次のアイコンが表示されます。

基本測定

2 線/4 線抵抗測定
測定の種類

2 線抵抗

INPUT HI−LO 入力端子を使用します。1 kΩ 以上の測定にお勧めです。

4 線抵抗

4W SENSE 端子を使用してテストリード自体の抵抗値の影響を受けずに測定することができます。
SENSEHI−LO 入力端子と INPUTHI−LO 入力端子を使用します。1 kΩ 以下の測定にお勧めです。

2 線/4 線の選択

Ω2W キーを押して，2 線抵抗測定を起動させます。
Shift キーを押し，続けて Ω2W キーを押して 4 線抵抗測定を起動させます。

+

2 線/4 線のディスプレイ表示

4−Wire OHM(or 2−Wire)

現在の測定モード 4 線を表示しています。

5/s

現在のリフレッシュレートを表示しています。
オートレンジが選択されていることを示してい
ます。

接続方法

Range: 100Ω

現在の測定レンジを表示しています。

000.0651 Ω

測定された値を表示しています。

それぞれの入力端子へ入力し
ます。
2 線：

INPUT HI−LO

4 線： INPUT HI–LO
SENSEHI−LO

39

DM2571 ディジタルマルチメータ

抵抗レンジの選択
オート

Auto キーを押す度に，オートレンジとマニュアルレン
ジが切り替わります。

マニュアル

レンジを選択するには“+”または“−”キーを押します。
オートレンジのインジケータ
は，マニュアルレン
ジのへ切り替わります。適切なレンジが不明な場合には，最大レンジを選択してください。
ファンクションキーF1
を押してから，F1~F6
キーでレンジを選択することもできます。

レンジ一覧

Note

40

F6
す。

キーを押すと次のページへ移動しま

レンジ

分解能

フルスケール100 Ω

0.1 mΩ

119.9999 Ω

1 kΩ

1 mΩ

1.199999 kΩ

10 kΩ

10 mΩ

11.99999 kΩ

100 kΩ

100 mΩ

119.9999 kΩ

1 MΩ

1Ω

1.199999 MΩ

10 MΩ

10 Ω

11.99999 MΩ

100 MΩ

100 Ω

119.9999 MΩ

詳細なパラメータについては，353 ページの仕様を参照くださ
い。

基本測定

抵抗測定の設定
F2(Speed)
ファンクションキーF2
を押してから，下図の様にリフレッシュレートの F1~F5 キーでリフレッシュレートを選択することもできます。
選択

F3(Auto Zero)
オートゼロ機能の選択

F6キーを押すと次のページへ移動します。

概要

オートゼロは，マルチメータが最も正確な測定を行う為の機能です。
をオンにすると，各測定に続いて内部のオフセット値を測定し，測定値からオフセット
値を引き算します。これによりマルチメータ内部に存在するオフセット電圧が測定精度に影響するのを防ぐことができます。オートゼロをオフとすると，オフセット値の測定は一度だけとなり，その後の全ての測定値からそのオフセット
値が引き算されます。

表示

オートゼロ機能がオンの時，次のアイコンが表示されます。

41

DM2571 ディジタルマルチメータ

導通テスト
概要

導通テストは，測定対象の抵抗値の導通状態を測定します。

導通テストの起動を押して導通テストを起動させます。

導通テストのディスプレイ表示

Continuity

現在の測定モード導通テストを表示しています。

60/s

現在のリフレッシュレートを表示しています。
マニュアルレンジが選択されていることを示してい
ます。

1kΩ

現在の測定レンジを表示しています。
Note: 導通テストは 1 kΩ の固定レンジです。

OPEN Ω

測定された値を表示しています。

接続方法

テストリードを接続します。読み
取り値がディスプレイに表示されます。

F2(Speed)
リフレッシュ
レートの選択ファンクションキーF2を押して，F1~F3 キーでリフレッ
シュレートを選択することができます。

42

基本測定
F3(Auto Zero)
オートゼロ機能の選択

概要

オートゼロは，マルチメータが最も正確な測定を行う為の機能です。
をオンすると，測定に続いて内部のオフ
セット値を測定し，測定値からオフセット値を引き算します。これによりマルチメータ内部に存在する
オフセット電圧が測定精度に影響するのを防ぐことができます。オートゼロをオフとすると，オフセッ
ト値の測定は一度だけとなり，その後の全ての測定値からそのオフセット値が引き算されます。

表示
F4(BeepVol)
音量の選択

オートゼロ機能がオンの時，次のアイコンが表示されます。

ファンクションキーF4を押して，F2~F3 キーで判定時の音量を選択することができます。
F1 キーで，音量をオフにすることもできます。

導通テストのしきい値を設定
概要

しきい値の範囲

導通テストは，測定値がしきい値を下回った場合に，ビープ音が鳴ります。

設定範囲 1～1000 Ω(初期値：10 Ω)
分解能

設定手順

1Ω

ファンクションキーF4を押して，下図の様なしきい値設定画面を表示させます。
1. 左右の矢印キー</>とノブで値を設定するか，または直接数値キーで値を入力します。
2. ファンクションキーF6を押すか，またはノ
ブを押すことで値を決定します。

43

DM2571 ディジタルマルチメータ

ダイオードテスト
概要

ダイオードテストでは，約１ｍA の順方向電流を流し，ダイオードの順方向特性をテストします。

ダイオードテストの起動+

キーを押し，ダイオードテストを起動させます。
ダイオードテストのディスプレイ表示

Diode

現在の測定モードのダイオードテストを表示し
ています。

60/s

現在のリフレッシュレートを表示しています。
マニュアルレンジが選択されていることを示し
ています。

5V

現在の測定レンジを表示しています。
Note：本機能は 5V 固定レンジです。

0.449395 VDC測定された値を表示しています。

接続方法

テストリードを図の様に接続します。読み取り値がディスプレイに表示されます。

F2(Speed)
キーリフレッシュ
レートの選択ファンクションキーF2を押して，F1~F3 キーでリフレッ
シュレートを選択することができます。

44

基本測定
F3(Auto Zero)
オートゼロ機能の選択

概要

オートゼロは，マルチメータが最も正確な測定を行う為の機能です。
をオンすると，測定に続いて内部のオフ
セット値を測定し，測定値からオフセット値を引き算します。これによりマルチメータ内部に存在する
オフセット電圧が測定精度に影響するのを防ぐことができます。オートゼロをオフとすると，オフセッ
ト値の測定は一度だけとなり，その後の全ての測定値からそのオフセット値が引き算されます。

表示

オートゼロ機能がオンの時，次のアイコンが表示
されます。

45

DM2571 ディジタルマルチメータ

周波数/周期の測定
測定範囲

周波数

3 Hz ~1 MHz

周期

1.0 μs ~333 ms

周波数（周期） •
測定の起動

•

周波数

キーを押し，ファンクションキーF3て測定メニューに入ります。F1
周波数測定を起動させます。

周期

キーを押し，ファンクションキーF3て測定メニューに入ります。F2 キー
周期測定を起動させます。

サブ表示部に周波数/周期が表示されます。
周波数モード周波数測定モードの表示

周波数
測定値

（サブ表示部）周期測定値

周期モード
周期測定モードの表示

周期
測定値（サブ表示部）周波数測定値

46を押しキーを押して

を押し
を押して

基本測定

ディスプレイ
表示

Frequency

現在の測定モード（周波数測定）を表示しています。

100ms

現在のリフレッシュレートを表示しています。
マニュアルレンジが選択されていることを示しています。

100 mV

現在の測定レンジ（振幅）を表示しています。

59.96609 Hz 測定された周波数を表示しています。
16.67609ms 測定された周期を表示しています。
接続方法

電圧の測定
テストリードを INPUT HI−LO 入力端子へ入力します。

電流の測定
入力電流に応じた端子を使用します。
•

3A 端子⇔入力 LO 端子•

10A 端子⇔入力 LO 端子

47

DM2571 ディジタルマルチメータ

周波数/周期測定の設定
概要

周波数/周期測定では，電圧/電流の測定が可能で，それぞれにレンジ設定が可能です。

オートレンジ

Auto キーを押すと，オートレンジに切り替わり，ディスプレイ右上部にが点灯します。

F2(Gate Time)
ゲートタイムの選択

ゲートタイムを設定します。ゲートタイムを大きくすると(例えば1s)より高精度となります。
ファンクションキーF2を押し，設定メニューに入ります。F1~F3 キーでゲートタイムを選択します。

F4(InJack)
電圧/電流の選択

測定対象に従って端子の設定をする必要があります。
電圧/電流 3A/電流 10A 端子から，例えば，入力電流が 3A より小さい場合は 3A を選択します。
ファンクションキーF4を押し，選択メニューに入ります。
F1~F3 キーで入力端子を選択します。

F5(Time Out)
タイムアウトの設定

入力信号が検出されなかった場合，タイムアウトとなります。
ファンクションキーF5を押し，選択メニューに入ります。
F1 または F2 キーでタイムアウトの選択をします。

Note: Auto を選択した場合，タイムアウトはゲートタイムと同じになります。

48

基本測定
F1(AC Range)
レンジの選択

レンジを選択するには“+”または“−”キーを押します。オートレンジのインジケータ
は，マニュア
ルレンジのへ切り替わります。適切なレンジが不明な場合には，最大レンジを選択してください。
ファンクションキーF1ともできます。

を押してレンジを選択するこ

InJack を Voltage に設定した時：
F1~F6 キーでレンジを選択します。

InJack を 3A に設定した時:
F1~F5 キーでレンジを選択します。
F6 キーを押して次ページへ移動した後，上のレンジの選択をします。

InJack を 10A に設定した時：F1 または F2 キーでレンジを選択します。

49

DM2571 ディジタルマルチメータ

キャパシタンス
キャパシタンス
測定の起動+

キーを押し，キャパシタンス測定を起動させます。

ディスプレイ表示

Capacitance2/s

現在の測定モードのキャパシタンス測定を表示しています。
現在のリフレッシュレートを表示しています。
Note：キャパシタンス測定は 2/s 固定です。
オートレンジが選択されていることを示しています。

Range: 100nF 現在の測定レンジを表示しています。
105.0 nF
接続方法

測定された値を表示しています。

テストリードを入力端子
INPUT HI−LO へ入力します。
＋側を HI－側を LO へ入力します。

50

基本測定

ケーブルオープン機能
概要

ケーブルオープン機能は，キャパシタンス測定のレンジが 1 nF
～10 nF の間で動作します。テストリード自体の静電容量が測定に影響する場合に，本機能が効果的に機能します。

ディスプレイ表示

測定レンジ
1nFまたは10nF

ケーブルオープン機能（F3）

ケーブルオープンの テストリードを接続した後，測定対象を外し，続けて F3 キー
起動を押してケーブルオープン機能を起動させます。ディス
プレイの測定値はほぼゼロとなります。

測定の実施

測定対象を接続し測定を実施します。
テストリードの静電容量分が減算された値が測定値として表示
されます。

Note

ケーブルオープンは 1 nF/10 nF レンジのみの機能です。

51

DM2571 ディジタルマルチメータ

キャパシタンス測定のレンジ選択
オートレンジ

Auto キーを押す度に，オートレンジとマニュアルレン
ジが切り替わります。

マニュアルレンジ

レンジを選択するには“+”または“−”キーを押します。
オートレンジのインジケータ は，マニュアルレンジの へ切り替わります。適切なレンジが不明な場合には，最大レンジを選択してください。
ファンクションキーF1
択することもできます。

を押してレンジを選

F1~F5 キーでレンジを選択します。
F6 キーを押して次ページへ移動し，レンジの選択をします。

レンジ一覧

レンジ

分解能

フルスケール

1 nF

1 pF

1.199 nF

10 nF

10 pF

11.99 nF

100 nF100 pF119.9 nF

1 μF

1 nF

1.199 μF

10 μF

10 nF

11.99 μF

100 μF

100 nF119.9 μF

Note

詳細なパラメータについては，364 ページの仕様を参照くださ
い。

Note

キャパシタンス測定ではリフレッシュレートは固定です。キャパ
シタンス測定では外部トリガ機能は無効です。

52

基本測定

温度測定
概要

本器では，温度変換素子として次の３種類が利用可能です。
熱電対，RTD(測温抵抗体)，サーミスタ

温度測定範囲熱電対−200 °C~+1820 °C(センサによる)

RTD−200 °C ~ +630 °C

サーミスタ−80 °C ~ +150 °C

温度測定の起動

キーを押して，温度測定を起動させます。

ディスプレイ表示

Temperature

現在の測定モード，温度測定を表示しています。

+ 0214.552 °C 測定された値を表示しています。

接続方法

T Couple

現在のプローブタイプを示しています。

Type R

現在のセンサタイプを示しています。

温度プローブのリードをINPUT HI−LO 入力端子へ入
力します。

53

DM2571 ディジタルマルチメータ

温度測定の設定
F2(Speed)
リフレッシュ
レートの選択ファンクションキーF2を押して，F1~F3 キーでリフレッ
シュレートを選択することができます。

F3(Auto Zero)概要
オートゼロ機能の選択表示

F4(Unit)
温度単位の選択54

オートゼロは，マルチメータが最も正確な測定を行う為の機能です。オートゼロ
をオンにすると，各測定に続いて内部のオフセット値を測定し，測定値からオフ
セット値を引き算します。これによりマル
チメータ内部に存在するオフセット電圧が測定精度に影響するのを防ぐことができます。オートゼロをオフとすると，オ
フセット値の測定は一度だけとなり，その後の全ての測定値からそのオフセッ
ト値が引き算されます。
オートゼロ機能がオンの時，次のアイコンが表示されます。

ファンクションキーF4を押して，温度単位のメニューに入り，F1~F3 キーで単位を選択します。

基本測定

熱電対センサタイプ
本器では，次の熱電対センサタイプが使用可能です。使用する温度範囲によりセンサタイプを選択します。
センサタイプ

温度範囲

分解能

J

−210 ~ +1200 ˚C

0.002 °C

K−200 ~ +1372 ˚C

0.002 °C

N−200 ~ +1300 ˚C

0.003 °C

R

−50 ~ +1768 ˚C

0.01 °C

S−50 ~ +1768 ˚C

0.01 °C

T−200 ~ +400 °C

0.002 °C

B

+350 ~ +1820 ˚C

0.01 °C

E−200 ~ +1000 °C

0.002 °C

基準接点温度(Simulated Temperature)
概要

熱電対測定では基準接点温度を設定する必要があります。既知の固定値（外部基準接点等）や本器内部温度(Simulated:Auto)が利用可能です。基準接点温度が適切に設定されない場合誤差の要因となります。
タイプ

範囲

分解能

SIM
(simulated)−20 °C ~ +80 °C

0.01 °C

初期値：Auto（推奨）55DM2571 ディジタルマルチメータ

熱電対の設定操作手順

1. ファンクションキーF1を押して，温度プローブメニューに入り，F1 キーをクリックして熱電対モードを有効にします

2. ファンクションキーF5を押して，センサタイプメニューに入り，F1~F5 キーでセンサタイプを選択します。

3. ファンクションキーF5を押すと次のページへ移動します。同様にセンサタイプを選択します。

4. 温度測定初期画面（熱電対選択状態）でファンクションキーF6を押すと，基準接点温度メニューへ移動します。ここでは，基準接点温度として Auto または固定値（初期値 23.00）を選択することができます。

•

が選択時は，測定値の下にが表示されます。
•

が選択時は，さらに調整オプションが表示されます。AUTO の温度に値を追加したい場合はここで入力します。
(+10 の例)

5. ファンクションキーF6
またはノブキーを押して，設定を確定します。
が表示され，入力端子の温度と設定した+10 ℃に基づいてシミュレートされた 34.5 °C を示します。つまり，入力端子温度は 34.5–10=24.5 °C です。

56

基本測定

RTD2W/4W の設定
本器は，2wire または 4wire の RTD をサポートしています。

Procedure

RTD タイプ

温度範囲

分解能

All(PT100 に基づく)−200~600 °C

0.001 °C

1. ファンクションキーF1を押して，温度プローブメニューに入り ，F2 キーまたは F3 キー
を クリ ックし てRTD(2W/4W)のタイプを選択します。

2. RTD タイプを選択した後ファンクションキーF5を押してセン
サタイプメニューに入り，F1~F5 キーで RTD のタイプを選択します。

3. ディスプレイ表示例(RTD2W:PT100）
温度測定モード

プローブ: RTD 2W
タイプ: PT100

R0値

57

DM2571 ディジタルマルチメータ

RTD 2W/4W の User タイプ設定
概要

近似式

RTD のセンサタイプを User に設定すると，各係数を変更することができます。User では，近似式 Callendar–VanDusen を用いて下記の様に表されます。各係数アルファ，ベータ，デルタ及び R0 は個別に設定することが可能です。

タイプ

Alpha (α)

Beta (β)

Delta (δ)

PT100

0.003850.108631.49990D100

0.00392

0.10630

1.49710F100

0.003900.11000

1.49589

PT385

0.003850.11100

1.50700

PT39160.00392

0.11600

1.50594−200 °C～−0 °C

RRTD = R0 [1+AT+BT2+CT3(T−100)]
ここで，RRTD は，計算で求めた RTD 値
R0 は，0 °C における RTD 値(既知)T は，温度(°C)
A = Alpha [1+(Delta/100)]
B = −1(Alpha)(Delta)(1e−4)
C = −1(Alpha)(Beta)(1e−8)−0 °C～
630 °CRRTD = R0 (1+AT+BT2)
ここで，RRTD は，計算で求めた RTD 値
R0 は，0 °C における RTD 値(既知)T は，温度(°C)
A = Alpha [1+(Delta/100)]
B = −1(Alpha)(Delta)(1e−4)

操作手順

58

1. RTD を選択した後ファンクションキーF5を押してセンサタイ
プメニューに入り，F6 キーでを選択します。

基本測定
2. ファンクションキーF6を押して UserType Setup メ
ニューに入ります。係数 α,β,δ,R0 をそれぞれ設定します。

3. ファンクションキーF1を押して RTDAlphaSetup ページに入ります。左右の矢印キー</>でカーソルを移動し，ノブと F6
キーで値を設定します。
α default: 0.00385
α range: 0 ~ 9.999999

4. β (Beta), δ (Delta), R0 も同様に設定します。
β default: 00.10863, δ default: 1.49990, R0 default: 100β, δ range: 0 ~ 9.999999, R0 range: 80 ~ 120
RTD Beta Setup

RTD Delta Setup

RTD R0 Setup

5. 必要に応じて UserTypeSetup ページへ戻り，F6 キー
押して，デフォルト係数(PT100)に戻します。

を59

DM2571 ディジタルマルチメータ

サーミスタ 2W/4W の設定
本器は，2wire または 4wire のサーミスタをサポートしています。

手順

タイプ

温度範囲

分解能

2.2kΩ，5kΩ，10kΩ

−80~150°C

0.001°C

1. ファンクションキーF1を押して，温度プローブメニューに入り，F4 キーまたは F5 キー
をクリックしてサーミスタ(2W/4W)のタイプを選択します。

2. ファンクションキーF5を押してセンサタイプメニューに入り，F1~F3 キーでサーミスタのタイプを選択します。

3. ディスプレイ表示例(サーミスタ 2W:10kΩ）
温度測定モード60

プローブ: Therm2W
タイプ: 10kΩ基本測定

サーミスタの User タイプ設定
概要

近似式

サーミスタのセンサタイプを User に設定すると，各係数を変更することができます。User では，近似式 Steinhart–Hart を用いて下記の様に表されます。各係数 A，B，C は個別に設定することが可能です。

タイプ

A

B

C

2.2k

0.0014733

0.0002372

1.07E−075k0.0012880

0.0002356

9.56E−0810k0.0010295

0.0002391

1.57E−07

1
TK = A+B(ln R)+C(ln R)3
ここで，TK は，計算で求めた温度(ケルビン)
ln R は，サーミスタの抵抗測定値の自然対数値
A，B，C は，カーブフィットで求めた定数値

操作手順

1. タイプを選択した後ファンクションキーF5を押してセンサタ
イプメニューに入り，F4 キー
でを選択します。

2. ファンクションキーF6を押して User Type Setup メ
ニューに入ります。係数 A，B，C をそれぞれ設定します。

ファンクションキーF1を押して THERM A Setup
ページに入ります。左右の矢印キーでカーソルを移動し，ノブと F6
キーで値を設定します。

A range: 0 ~ 9.9999 (default: 1.2880E−03)

61

DM2571 ディジタルマルチメータ
3. 係数 B，C も同様に設定します。
B range: 0 ~ 9.9999 (default :2.35600E−04)
C range: 0 ~ 9.9999 (default :9.55700E−08)

THERM B Setup

THERM C Setup

4. 必要に応じて UserTypeSetup ページへ戻り，F6 キーを押して，デフォルト係数(5kΩ)に戻します。

62

デュアル測定

デュアル測定デュアル測定 ........................................................................... 64
リフレッシュレート ...................................................................... 67
テストリードの接続 .................................................................... 68
デュアル測定時の誤差について(電圧・電流同時測定) ................... 70

63

DM2571 ディジタルマルチメータ

デュアル測定概要

デュアル測定モードでは，第 2 ディスプレイを用いてもう一つの測定項目を表示し，2 つのモードの測定結果を同時に表示することができます。
デュアルモードは，通常の測定(第 1 ディスプレイ)ともう一つの測定(第 2 ディスプレイ)があり，同じ測定レンジ・リフレッシュ
レートで，ACV と周波数/周期のような関連した測定の場合，両方の表示に対して１回の測定が行われます。第 1 ディスプレイ
と第 2 ディスプレイが異なる測定モードの場合（ACV と DCV等）は，それぞれの表示に対して別々に測定が行われます。
デュアル測定可能な組み合わせを示します。

第 1 ディスプレイ

第 2 ディスプレイ
ACV

DCV

ACI

DCI

FREQ

Temp

ACV

X

○

○

○

○

X

DCV

○

X

○

○

X

○

ACI

○

○

X

○

○

X

DCI

○

○

○

X

X

○

FREQ

○

X

○

X

X

X

Note

デュアル測定では，測定間に切り替えによる時間遅延があります。

64デュアル測定第 1 ディスプレイの設定

第 1 ディスプレイに表示する測定項目を表より選択します。
例えば，DCV キーを押すと第 1 ディスプレイにDCV がセットされます。

第 2 ディスプレイの設定

第 2 ディスプレイに表示する測定項目を設定するには，ファンク
ションキーF6(2ND)を押して，続けて 2ND Function に表示される測定項目を選択します。

例えば，F2(ACV)キーを押すと第 2 ディスプレイに ACV がセッ
トされます。
ディスプレイ表示

1ST(上段)DCV 測定の状態を示しています。

２ND（下段）ACV 測定の状態を示しています。
第 1 ディスプレイがアクティブであることを示しています。

デュアル測定の設定 詳細な設定についてはデュアル測定起動前に行う必要があり
ますが，リフレッシュレート，測定レンジ，測定項目は起動後でも設定することができます。
設定を行うには，初めに第 1 または第 2 ディスプレイをアクティブ状態にする必要があります。
1. ディスプレイの選択

ノブを押すことで，第 1 と第 2 ディスプレイの間でアクティブ状態を切り替えることができます。
アクティブな状態では，インジケータがハイライトとなります。
または65

DM2571 ディジタルマルチメータ
2. 設定の変更

リフレッシュレート，測定レンジ，測定項目の設
定は通常測定時と同じ操作方法で行います。
操作方法は，基本測定 25 ページを参照ください。

デュアル測定の終了 デュアル測定を終了するには，初めに第 1 ディスプレイをアクティブとして，ファンクションキーF6
を押し，続けて F6を選択します。

66デュアル測定

リフレッシュレート
概要

リフレッシュレートは，測定データを取得し更新する頻度を定義します。速いリフレッシュレートでは，測定は高速ですが精度と分解能は低くなり，遅いリフレッシュレートでは，精度と分解能は高くなります。リフレッシュレートを選択するときには，これらの関係を考慮して選択してください。

測定項目

リフレッシュレート

DCV/DCI

5/s

20/s

60(50)/s 100/s 400/s 1.2k/s 2.4k/s 4.8k/s 7.2k/s 10k/s

ACV/ACI

1/s

5/s

25/s

周波数/周期

1s

100ms 10ms

選択手順

1. ノブを押して，第 1 と第 2 ディスプレイの間でアクティブ状態を切り替えます。

2. ファンクションキーF2を押すことで各レートが表示されます。
F1 ～ F5 キーで希望するレート に設定し ます。 F6 キー
で次の選択ページへ移動します。
3.

選択されたリフレッシュレートはディスプ
レイ左端に表示されます。

第1
ディスプレイのリフレッシュ
レート
第2ディスプレイのリフレッシュ
レート67

DM2571 ディジタルマルチメータ
リーディングインジケータリーディング・インジケータ
は，アクティブ状態のリフレッシュ
レート設定に従って点滅します。

リーディ
ング・イン
ジケータ

テストリードの接続
電圧と，周波数/周期の測定

電圧/周波数/周期と，
電流の測定

68

デュアル測定
Note

上記接続での DCI/DCV または ACI/ACV のデュアル測定
では抵抗に加わる電圧と抵抗を流れる電流の測定が行われます。測定回路にテストリードが直列に接続されますのでテストリード分の抵抗値を考慮する必要があります。
直流電流の測定値がマイナスで表示される場合，電流接続の極性が反転していると考えられます。

直流電圧と，
温度の測定

SENSE HI/LO 端子へ熱電対の接続
INPUT HI/LO 端子へ DCV の接続
直流電流と，
温度の測定

SENSE HI/LO 端子へ熱電対の接続
INPUT 3A/LO 端子へ DCI の接続

69

DM2571 ディジタルマルチメータ

デュアル測定時の誤差について(電圧・電流同時測定)
概要

デュアル測定において電圧と電流の測定が行われている
際，電圧測定を行う LO 端子は電流測定の経路と全く同一であり，経路内の抵抗は２つの測定回路に含まれることになります。また，電流が流れている間，回路内の抵抗には電圧降下が生じます。被測定回路内の外部負荷抵抗に，LO 端子の内部抵抗が追加されるため，電圧の読み取り精度に影響を与えることになります。

回路

DM2571入力
HI
Rline

LO

Rshunt

3A

Fuse

Rline

例

Vs = 電圧ソース
RLoad = 負荷抵抗分
Rint = DMM 電流測定部抵抗分
Rline
Rline
= Rshunt + Fuse + Rline+ Rline（Rshunt は，電流測定レンジによって値が変わります）【計算例】
Vs = 10 V, Rload = 10 Ω
理想的な測定値は 10 V ですが，電流測定端子にかかる合計のインピーダンス Rint=0.5 Ω とすると，実際の計算では次の様になります。
10 Ω
10 V×(10 Ω+0.5 Ω) = 9.52381 V
Rint
Error(%) = (Rload+Rint) × 100,
この誤差は DC だけでなく AC でも同様です。

70

応用測定

応用測定
応用測定の概要 ....................................................................... 72
リラティブ測定 .......................................................................... 73
ホールド測定 ............................................................................ 75
トリガ設定 ................................................................................ 78
オート/シングルトリガ ................................................................. 78
外部トリガ ................................................................................ 79
トリガディレイ ............................................................................ 82
フィルタ設定 ............................................................................. 83
ディジタルフィルタの概要 ............................................................ 83
ディジタルフィルタの設定 ............................................................ 85
演算測定(Math) ....................................................................... 87
dBm/dB/W 測定 ....................................................................... 87
コンペア測定 ............................................................................ 95
MX+B 測定 ............................................................................. 101
1/X 測定 ................................................................................. 104
パーセント(％) .......................................................................... 107

71

DM2571 ディジタルマルチメータ

応用測定の概要
応用測定は，基本測定で得られた値を使い行われます。
対象： ACV，DCV，ACI，DCI，2/4W，ダイオード/導通テスト，
周波数/周期，温度

応用測定

基本測定
AC/DCV AC/DCI

2/4W

Hz/P

TEMP

Relative

○

○

○

○

○

—

—

Hold

○

○

○

○

○

—

—

Trigger

○

○

○

○

○

○

—

Filter

○

○

○

○

○

—

—

dB

○

—

—

—

—

—

—

dBm

○

—

—

—

—

—

—

Compare

○

○

○

○

○

—

—

MX+B

○

○

○

○

○

—

—

1/X

○

○

○

○

○

—

—

Percent

○

○

○

○

○

—

—

72

応用測定

リラティブ測定対象

概要

リラティブ測定は，その時点での読み取り値をリファレンス値として格納し，その後に続く測定ではリファレンス値との差分が表示されます。リラティブ測
定を終了するとリファレンス値はクリアされます。
リラティブ測定は，テストリード分のインピーダンスを相殺する目的でよく利用されます。測定前にテストリードを短絡してショート状態とし，続けて REL ボタ
ンを押します。他の測定の場合は，測定値がゼロとなる状態とした後に REL
ボタンを押します。もう一つの入力は，[REL#]キーを押して直接数値を入力する方法です。

リラティブ測定のREL キー
起動を押します。その時点より，リラティブ測定となります。

リラティブ測定のディスプレイ表示

リラティブ測定モード

差分値
基準値

基準値の
手動設定

REL

現在リラティブ測定であること示しています。

REL: +000.5711mV

基準値を表示しています。

+000.2653

基準値によって差分計算された値が表示されます。

基準値(REL)の手動設定は，まず Shift キーを押し，続けて REL キーを押すと設定値が表示されます。

73

DM2571 ディジタルマルチメータ
初めにファンクションキーF1～F3 で単位を決めます。次に左右の矢印キー</>とノブで値を設定するか，または直接数値キーで値を入力します。
ファンクションキーF6を押すか，またはノブを押すことで値を決定します。
リラティブ測定の リラティブ測定を終了するには REL キーを再度終了
押すか，その他の測定キーを押します。

74

応用測定

ホールド測定対象

概要

ホールド測定機能は，現在の測定値を保持し，設定しているしきい値（保持している値のパーセンテージとして）を超えたときのみ更新
します。

ホールド測定の起動
Hold キーを押します。

その時点よりホールド測定が始まります。
ホールド測定のディスプレイ
表示

ホールド測定表示

最新の
ホールド値

Hold

現在ホールド測定であること示しています。

+000.6801 mVDC 現在ホールドされている値を表示しています。
ホールド測定の Shift+Hold キーを押して，設定メニューへ入ります。
設定
F5(Percent)ファンクションキーF5を押して，しきい値の設定メニュー
しきい値の設定 に入ります。F1~F4 キーを押して値を選択します。

【例】
設定値が 10 %に設定されている状態で，測定値がホールド値の10 %を超えると，その測定値が新しいホールド値に更新されます。

75

DM2571 ディジタルマルチメータ
F4(BeepVol)
ビープ音量の設定

ファンクションキーF4を押して，音量の設定メニューに入ります。F2~F4 キーを押して音量を選択します。ホールド値が更新されるとビープ音が鳴ります。

F1 キーでオフに設定することもできます。
F2(MathDisp)
統計・演算の表示

ファンクションキーF2
ニューに入ります。

を押して，オプションの設定メ

F2 キー(STAT：統計)または F3 キー(Math：演算))を押して次に進みます。

統計(STAT)の 統計機能では，測定結果から次の統計計算を行うことができます。
表示
最小，最大，平均，ピーク−ピーク，標準偏差，カウント
操作方法

ファンクションキーF2
画面が表示されます。

を押すと，次の様な統計−000.9716
ディスプレイ
現在のホールド値を表示しています。
mVDC
表示
Minimum 最小値を表示しています。
Maximum 最大値を表示しています。
Average

平均値を表示しています。

Peak−Pea 最大値から最小値を減算した値が表示
k
されます。

76

STDEV

標準偏差を表示しています。

Count

ホールド測定が起動してからの測定値の数を表示しています。

応用測定

演算(Math)の表示演算機能では，ホールド値の偏移等が表示されます。
操作方法

ファンクションキーF3
Math 画面が表示されます。

+000.7098
ディスプレイmVDC
表示
Measure:+000.7326mVを押すと，次の様な

現在のホールド値を表示しています。
現在の測定値を表示しています。

青で囲まれている 現在のホールド値を含めて５つ前
５つの値までのホールド値を表示しています。
F6(HoldValue) ファンクションキーF6
ホールド値の たな値とします。
更新

を押すと，ホールド値を更新し新77

DM2571 ディジタルマルチメータ

トリガ設定
オート/シングルトリガ
対象

オートトリガ(初期設定)

オートトリガでは，設定されているリフレッシュレートに従って，測定が繰り返し行われます。
オートトリガモード

シングルトリガ
TRIG キーを押すと，シングルトリガモードとなります。

TRIG キーを押す度に測定が行われます。
シングルトリガモード

78

応用測定

トリガモードの変更•

シングルトリガからオートトリガに変更するには，TRIG キーを２秒以上押します。

•

オートトリガからシングルトリガへの変更は，TRIG キーを１回押し
ます。

外部トリガ
トリガパルスを背面の I/O ポートから入力します。本器が外部よりパルス信号を受け取った際に，１回の測定または指定回数の測定が行われます。
I/O ポート

外部トリガの使用は，背面パネルの DigitalI/O ポートを使用します。
D−sub9 ピン,メス

ディジタル I/O
ピン配置79

DM2571 ディジタルマルチメータ
外部トリガの起動

Shift+TRIG キーを押して，設定メニューへ入ります。

ファンクションキーF1を押して，トリガ
ソースメニューへ入ります。F3 キーを押し
外部トリガを設定します。

次の様に，”Trig:EXT”が表示されます。
外部トリガモード

サンプル
1. トリガの設定メニューから，ファンクションキー
カウントの設定
F2(SampCount)を押して設定メニューに入ります。左右の矢印キー</>とノブで値を設定する
か，または直接数値キーで値を入力します。

2. ファンクションキーF6を決定します。

を押すか，またはノブを押すことで値設定範囲:1 ~ 1,000,000
トリガ信号の設定

概要

外部トリガを使用する際，実際の使用に照らし合わせてトリガ信号の極性を選択します。

ファンクションキーF5を押す度に，トリガ信号の極性が切り替わります。Positive ⇔ Negative

80

応用測定
EOM 信号の設定

概要

EOM(End of Measurement)信号を示します。必要に応じて極性を選択します。

ファンクションキーF6を押す度に，EOM 信号の極性が切り替わります。Positive⇔Negative

リーディングインジケータ

外部トリガ時，リーディング・インジケータ
はトリガ動作が行われるまで点滅しません。トリガを検出すると点滅動作となります。

外部トリガの終了

ファンクションキーF1を押して，トリガソースメニューへ入ります。F1 キー
または F2 キーを押して，他のトリガ
モードへ切り替えます。

または，TRIG キーを押してシングルトリガへ切り替
えるか，２秒以上押してオートトリガへ切り替えます。

81DM2571 ディジタルマルチメータ

トリガディレイ
トリガディレイは，トリガの発生から測定開始までの間のディレイ時間を設定します。
ディレイ時間の設定

1. Shift+TRIG キーを押して，トリガ設定メニュー
へ入ります。

2. ファンクションキーF3
ニューへ入ります。

を押して，トリガディレイ(1ST)メ

Note：F4(2ND Delay)はデュアル測定時のみ有効となります。
3. ファンクションキーF4状態とします。

を押して，ディレイタイムを入力

4. ファンクションキーF1～F3 で単位を決め，次に左右の矢印キーとノブで値を設定するか，または直接数値キーで値を入力します。
5. ファンクションキーF6を押すか，またはノブを押すことで値を決定します。
設定範囲：0~3600s,1μs 分解能
オートトリガディレイ

1. 上記ディレイ時間の設定１～２の通り操作し，F4 を押して，次の表示の状態とします。
2. ESC キーを押して，前のページへ戻るとオート
トリガディレイの状態となり，次の表示となりま
す。

82

応用測定

フィルタ設定ディジタルフィルタの概要
対象

フィルタの基本

本器のディジタルフィルタは，アナログ入力信号をディジタル形式に変換してから内部回路に渡して処理します。このフィルタ
は，測定結果に含まれるノイズ量が影響します。

フィルタタイプ

ディジタルフィルタは指定した数の読み取り値で平均化します。
フィルタのタイプは平均化の方式を表しています。以下に移動
平均と繰り返し平均の例を説明します。
移動平均(初期設定)

移動平均(Moving)では，読み取り毎に新しい値を１つ取り込み，最も古い値を破棄して平均化します。移動平均はディジタルフィル
タを指定しない場合の初期設定でほとんどの測定において推奨されます。
3rd reading Sample 3 - 6
2nd reading Sample 2 - 5
1st reading Sample 1 - 4

Sample #

1

区間平均

2

3

4

5

7

8

9

10 11 12

区間平均(Repeating)では，読み取り毎に設定したサンプル数全ての値を更新します。
1st reading
Sample 1 - 4

Sample #

6

1

2

3

3rd reading
Sample 9 - 12

2nd reading
Sample 5 - 8
4

5

6

7

8

9

10 11 1283

DM2571 ディジタルマルチメータ
フィルタカウント

フィルタカウントは，読み取り毎の平均化するサンプル数を意味します。サンプル数が多くなると，測定値へのノイズ成分の影響は軽減されますがその分測定時間が長くなります。少ないサンプル数では，測定時間は短くなりますがノイズの影響は受けやすくなります。
2 ~ 100

設定範囲
フィルタウインドウ

フィルタウインドウでは，ディジタルフィルタのしきい値を指定します。測定値（AD データ）がスレッショルドレベル TH と TL にある時は平均化処理は継続されます。スレッショルドレベルを外れると平均化は再スタートとなります。不安定な信号を測定する時，フィルタウインドウを適切に設定することで測定スピードを改善することができます。
AD dataRestart Filter

RestartTH
TL

FilterTH

Filter

TL

TH
TL

Time

TH: Threshold High, TL: Threshold Low
フィルタウインドウの 方式：Measure
計算式
前の測定値×（1－ウインドウ値）<しきい値<前の測定値×（1＋ウインドウ値）
方式：Range前の測定値＋（レンジ×ウインドウ値）<しきい値<前の測定値×（レンジ×ウインドウ値）
ウィンドウは，5 種類が設定可能です。
10%，1%，0.1%，0.01%，なし

84

応用測定

ディジタルフィルタの設定
設定メニュー

Shift+Menu(Filter)キーを押してフィルタ設定メ
ニューに入ります。

1ST − 2ND の ファンクションキーF1を押すと 1ST−2ND が切り替わりま切替す。ディジタルフィルタ機能の設定対象をここで切り替えます。
Note：2ND の設定はデュアル測定時のみです。
フィルタ機能の ファンクションキーF2を押して，機能を ON/OFF します。
ON/OFFON 時はインジケータが点灯します。
フィルタON表示

リフレッシュレートが 7.2k/s 以上の場合，フィルタ機能は無効になります。
フィルタタイプの ファンクションキーF3を押して，サブメニューに入りま選択
す。F1/F2 キーでフィルタタイプを決定します。

フィルタカウント ファンクションキーF4を押して，設の設定定ページに入ります。左右の矢印キー</>でカーソルを移動しノブで値を設定するか，または直接
数値キーで値を入力します。F6 キー
で値を決定します。
設定範囲：2 ~100

フィルタ
ウインドウ
方式の設定

ファンクションキーF5を押して，設定ページに入ります。F1/F2 キーでフィルタ方式を決定します。

85

DM2571 ディジタルマルチメータ
フィルタ
ウインドウの設定

ファンクションキーF6を押して，設定ページに入ります。F1～F5 キーでウインドウ設定を決定します。

ウインドウ設定：86

0.01%, 0.1%, 1%, 10%, NONE

応用測定

演算測定(Math)
対象

概要

演算式

演算測定は，基本測定による測定結果を数学的に演算します。dBm，dB，Compare，MX+B，1/X，パーセントの６種類が
あります。
dBm

10 × log10 (1000 × V_reading2 / Rref)dB

dBm – dBmref

コンペア

測定値が上限値と下限値の間にあるかどうかを判定します。

MX+B

読み取り値(X)に係数(M)を掛け，オフセット値(B)を加算/減算します。

1/X

1 を読み取り値(X)で割り算した値

パーセント

次の式に基づいて計算されます。
読み取り値– 基準値
基準値

× 100%

dBm/dB/W 測定
対象概要

ACV と DCV の測定値を基準抵抗値に基づいてデシベルまたは電力換算します。

式

dBm

10 x log10 (1000 x Vreading2 / Rref)dB

dBm – dBmref

Watt

Vreading2/Rref

Vreading

測定値(ACV または DCV)

Rref

演算に使用する基準抵抗値

dBmref基準となる dBm 値

パラメータ

87

DM2571 ディジタルマルチメータ

dBm/W
対象
式

dBm

10 × log10(1000 × Vreading2/Rref)

Watt

Vreading2/Rref

パラメータ

Vreading

測定値(ACV または DCV)

Rref (REF Ω)

演算に使用する基準抵抗値

dBm の起動

Shift+DISP(Math) キ ー を 押 し て 設 定 メ
ニューに入ります。

ファンクションキーF1(Math Functioin)に入ります。

ファンクションキーF3を押して，演算機能メニュー

を押して，dBm を有効にします。

dBm表示モード

測定値
（dBm）

88

応用測定

基準抵抗値の設定(REFΩ)

基準抵抗値の種類

電力(W)での表示

基準抵抗値の設定は，ファンクションキーF3
を押して，設定メニューに入ります。ノブを回して抵抗値を選択します。数値
キーでも入力可能ですが，値は下記のリストのいずれかの値となります。

ノブキーを押すか，F6 キーを決定します。

で値

2

4

8

16

50

75

93

110

124

125

135

150

250

300

500

600

800

900

1000

1200

8000

基準抵抗値の設定が 50Ω 未満の時は，電力(W)での表示が可
能となります。
電力表示とするには，ファンクションキーF1
がの状態で，さらに F1 キーと続けて F3 キー(dBm)を押します。

F2(MathDisp)
統計・演算の表示

ファンクションキーF2を押して，設定メニューに入ります。F2 キーSTAT(統計)または F3 キーMath(演算)を押して表示を選択します。

統計(STAT)の表示 統計機能では，測定結果から次の統計計算が行われます。
最小，最大，平均，ピーク−ピーク，標準偏差，カウント89DM2571 ディジタルマルチメータ

演算(Math)の表示

90

操作方法

ファンクションキーF2を押すと，次の様な統計画面が表示されます。

ディスプレイ
表示+00.00000 W 現在の W 値を表示しています。
Minimum

最小値を表示しています。

Maximum

最大値を表示しています。

Average

平均値を表示しています。

Peak−Peak

最大値から最小値を減算した値が表示されます。

STDEV

標準偏差を表示しています。

Count

電力測定が起動してからの測定値の数を表示しています。

Math 表示では，測定値とパラメータの情報が表示されます。
操作方法

ファンクションキーF3を押すと，次の様な Math 画面が表示されます。

ディスプレイ
表示+00.00000 W 現在の W を表示しています。
Measure:+000.0006V

演算前の電圧測定値を表示し
ています。

RefΩ

基準抵抗値を表示しています。

応用測定
dBm/W の終了

dBm/W の終了は，ファンクションキーF1を押して，続けて F1 キーを押します。他の測定機能への移行
でも dBm/dBW を終了できます。

dB
対象
dB

dBm – dBmref

dBm

10 × log10(1000 × Vreading2/Rref)

パラメータ

dBmref基準となる dBm 値

概要

dB 測定は，[dBm–dBmref]の式に基づいて測定されます。dB測定を有効にすると，起動時に読んだ値を dBmref として格納し，その値を用いて dBm 換算します。

dB の起動Shift + DISP(Math)キーを押して設定メニューに入ります。

式

ファンクションキーF1(Math Functioin)に入ります。

ファンクションキーF2
dB 測定時の表示を押して，演算機能メニュー

を押して，dB を起動させます。

dB表示モード

dB単位の
測定値

91

DM2571 ディジタルマルチメータ
F3(REFΩ)
基準抵抗値の設定

基準抵抗値の種類

F4(Ref Method)
基準方式の設定

基準抵抗値の設定は，ファンクションキーF3を押して，設定メニューに入ります。ノブを回して抵抗値を選択します。
数値キーでも入力可能ですが，値は下記のリストの値となります。

ノブキーを押すか，F6 キー

で値を決定します。

2

4

8

16

50

75

93

110

124

125

135

150

250

300

500

600

800

900

1000

1200

8000

本設定はｄB 値の計算方法に関係します。dBm が選択されている時，dBm の値を指定することができます。Voltage を選択した場合，値は dBm 計算の Vreading として定義されます。それまで dBm が選択されていた場合，異なる dB 値になります
ファンクションキーF4を押して設定メニューに入ります。F1 キーまたは F2 キーを押して基準値のタイプを選択します。

F5(RefValue)
基準値の設定F6(Ref Value)
基準値の更新92

基準値 RefValue を設定するには，ファンクション
キーF5を押して設定メニューに入ります。左右の矢印キー</>でカーソルを移動しノブで値を設定するか，または直接数値キーで値を入力します。F6 キー
で値を決定します。

ファンクションキーF6を押すと，直ちに RefValue が現在の電圧測定値に更新されます。

応用測定
F2(MathDisp)
統計・演算の表示

ファンクションキーF2を押して，設定メニューに入ります。F2 キーSTAT(統計)または F3 キーMath(演算)を押して表示を選択します。

統計(STAT)の表示

統計機能では，測定結果から次の統計計算が行われます。最小，最大，平均，ピーク−ピーク，標準偏差，カウント
操作方法

ディスプレイ表示

ファンクションキーF2を押すと，次の様な統計画面が表示されます。

−10.28281 dB 現在の dB 値を表示しています。
Minimum

最小値を表示しています。

Maximum

最大値を表示しています。

Average

平均値を表示しています。

Peak−Peak

最大値から最小値を減算した値が表示されます。

STDEV

標準偏差を表示しています。

Count

dB 測定が起動してからの測定値の数を表示しています。

93

DM2571 ディジタルマルチメータ
演算(Math)の表示

Math 表示では，測定値とパラメータの情報が表示されます。

操作方法

ディスプレイ表示

ファンクションキーF3を押すと，次の様な Math 画面が表示されます。

−012.1597 dB 現在のｄB を表示しています。
Measure:演算前の電圧測定値を表示し+000.7479mV ています。
Ref Ω: 0002 Ω 基 準 抵 抗 値 を 表 示 し て い ます。
Ref Voltage:
演算に使用される電圧測定値+003.0330mV を表示しています。
Ref dBm:−023.3727

dB の終了演算に使用される dBm 値を表示しています。

dB の終了は，ファンクションキーF1て F1 キーを押します。

を押して，続け他の測定機能への移行でも dB を終了することができます。

94

応用測定

コンペア測定対象

概要

コンペア測定は，測定値が設定された上限値と下限値の間にあるかを判定します。

コンペア測定の Shift+DISP(Math)キーを押して設定メニューに
起動
入ります。

ファ ンクシ ョンキーF1(Math Functioin)に入ります。
F4 キーを押して ，演算機能メニュー

を押して，コンペア測定を起動させます。
コンペア表示モード

F6 上限値の設定(High Limit)

ファンクションキーF6を押して，設定メニューに入ります。

初めに単位を決定します。次に左右の矢印キー</>でカーソルを移動しノブで値を設定するか，または直接数値キーで値を入力します。
ノブを押すか F6 キー
す。

で値を決定しま95

DM2571 ディジタルマルチメータ
F5 下限値の設定(Low Limit)

ファンクションキーF5
メニューに入ります。

を押して，設定

初めに単位を決定します。次に左右の矢印キー</>でカーソルを移動しノブで値を設定するか，
または直接数値キーで値を入力します。
ノブを押すか F6 キー
す。
F3 ビープモードの設定(BeepMode)

ファンクションキーF3を押して，設定メニューに入ります。
ここでは，ビープ音の鳴る条件を設定することができます。
F2
キーを押すことで，の設定となり，測定値がリミット範囲
内の時にビープ音がなります。F3
キーで，設定となり，測定値がリミット値を外れるとビープ音がなります。
F1 キー

F4 ビープの
音量設定(BeepVol)

96で値を決定しまは，ビープ音をオフにする設定です。

フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー F4を押して，設定メ
ニューに入ります。F1～F3 キーで音量を決定します。

応用測定

コンペア結果の 測定値がリミット範囲内の時(Pass)，図の様な黒の表示となりま表示
す。

測定値がリミット範囲から外れた時(Fail)，図の様な赤の表示となります。

コンペア測定結果によりアクティブとなる DigitalI/O 出力（アクティブロー）
High

Low

Pass
F2(MathDisp)
統計・演算の表示

FAIL Out

Pin 6

HIGH Limit FAIL Out

Pin 7

FAIL Out

Pin 6

LOW Limit FAIL Out

Pin 8

PASS Out

Pin 5

ファンクションキーF2を押して，設定メニューに入ります。F2 キーSTAT(統計)，F3 キーMath(演算)または F4 キー
Math+STAT(演算+統計)を押して表示を選択します。

97

DM2571 ディジタルマルチメータ
統計(STAT)の表示

統計機能では，測定結果から次の統計計算が行われます。最小，
最大，平均，ピーク−ピーク，標準偏差，カウント
操作方法

ディスプレイ表示

ファンクションキーF2を押すと，次の様な統計画面が表示されます。

+000.4835
現在の測定値を表示しています。
mVDC
Minimum

最小値を表示しています。

Maximum

最大値を表示しています。

Average

平均値を表示しています。

Peak−Peak 最大値から最小値を減算した値が表示されます。

98

STDEV

標準偏差を表示しています。

Count

コンペア測定が起動してからの測定値の数を表示しています。

応用測定

演算(Math)の表示

Math 表示では，測定値とパラメータの情報が表示されます。
操作方法

ディスプレイ表示

演算+統計の表示(Math+STAT)

ファンクションキーF3を押すと，次の様な Math 画面が表示されます。

+000.5625
現在の測定値を表示しています。
mVDC
Low Limit

現在の下限値を表示しています。

Low Fail

現在までの下限値を下回った測定値の数を表示しています。

High Limit

現在の上限値を表示しています。

High Fail

現在までの上限値を上回った測定値の数を表示しています。

Math+STAT 表示では，演算と統計の結果から両方のデータを表
示します。

操作方法

ディスプレイ表示

ファンクションキーF4を押すと，次の様な Math+STAT 画面が表示されます。

+0.001003
VDC

現在の測定値を表示しています。

青区分

統計データを表示しています。

赤区分

コンペアの結果を表示しています。

99

DM2571 ディジタルマルチメータ
測定毎の
結果表示

測定毎に，「Pass」，「High」，「Low」のいずれかの測定結果が表示されます。図は Math+STAT モードでの High 時の例です。

Digital I/O

コンペア測定の結果は，背面パネルのDigital I/O 端子から出力されます。
詳細は DigitalI/O の章を参照ください。

コンペア測定の コンペア測定の終了は，ファンクションキーF1
終了て，続けて F1 キーを押します。

を押し他の測定機能への移行でもコンペア測定を終了することができま
す。

100

応用測定

MX+B 測定
対象

MX+B の起動

Shift+DISP(Math)キーを押して設定メニューに入ります。

ファンクションキーF1
Functioin)に入ります。

を押して，演算機能メニュー(MathファンクションキーF5を押して，MX+B を有効にします。

Indicator MX+B On

MX+B
Calculation

F3
M 値の設定(factorM)フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー F3
ニューに入ります。

を押して，設定メ

初めに単位を決定します。次に左右の矢印キー</>でカーソルを移動しノブで値を設定するか，または直接
数値キーで値を入力します。
ノブを押すか F6

キーで値を決定します。

101

DM2571 ディジタルマルチメータ
F4
B 値の設定(offset B)

ファンクションキーF4
す。

を押して，設定メニューに入りま

初めに単位を決定します。次に左右の矢印キー</>でカーソルを移動しノブで値を設定するか，または直接
数値キーで値を入力します。

F2(MathDisp)
統計・演算の表示

ファンクションキーF2を押して，設定メニューに入ります。F2 キーSTAT(統計)，または F3 キーMath(演算)を押して表示を選択します。

統計(STAT)の表示

統計機能では，測定結果から次の統計計算が行われます。最小，
最大，平均，ピーク−ピーク，標準偏差，カウント
操作方法

ディスプレイ表示

ファンクションキーF2
計画面が表示されます。

を押すと，次の様な統+0.999999
現在の MX+B 値を表示しています。
kVDC
Minimum

最小値を表示しています。

Maximum

最大値を表示しています。

Average

Average 平均値を表示しています。

Peak−Peak 最大値から最小値を減算した値が表示
されます。

102

STDEV

標準偏差を表示しています。

Count

MX+B 測定が起動してからの測定値の数を表示しています。

応用測定

演算(Math)の表示

Math 表示では，測定値とパラメータの情報が表示されます。
操作方法

ディスプレイ表示

ファンクションキーF3
Math 画面が表示されます。

+0.999999
kVDC

を押すと，次の様な

現在の MX+B 値を表示しています。

Measure:
現在の測定値を表示しています。
+000.9389mV

MX+B の終了

M Value

M 値を表示しています。

B Value

B 値を表示しています。

MX+B 測定の終了は，ファンクションキーF1
続けて F1 キーを押します。

を押して，他の測定機能への移行でも MX+B 測定を終了することができます。

103

DM2571 ディジタルマルチメータ

1/X 測定対象

1/X の起動 Shift+DISP(Math)キーを押して設定メニューに入ります。

ファンクションキーF1
Functioin)に入ります。

を押して，演算機能メニュー(MathF6 キー
を押して次のページへ移り，F1 キーを有効にします。

を押し 1/X

1/X表示モード

1/X測定値

F2(MathDisp)
統計・演算の表示

104

ファンクションキーF2を押して，設定メニューに入ります。F2 キーSTAT(統計)，または F3 キーMath(演算)を押して表示を選択します。

応用測定

統計(STAT)の表示

統計機能では，測定結果から次の統計計算が行われます。最小，最大，平均，ピーク−ピーク，標準偏差，カウント
操作方法

ディスプレイ表示

ファンクションキーF2を押すと，次の様な統計画面が表示されます。

+01.50367 k 現在の 1/X 値を表示しています。
Minimum

最小値を表示しています。

Maximum

最大値を表示しています。

Average

平均値を表示しています。

Peak−Peak

最大値から最小値を減算した値が表示されます。

STDEV

標準偏差を表示しています。

Count

1/X 測定が起動してからの測定値の数を表示しています。

105

DM2571 ディジタルマルチメータ
演算(Math)の表示

Math 表示では，測定値とパラメータの情報が表示されます。

操作方法

ディスプレイ表示

1/X の終了

ファンクションキーF3を押すと，次の様な Math 画面が表示されます。

+02.15782k

現在の 1/X 値を表示しています。

Measure:+000.4634

現在の測定値を表示しています。

1/X 測定の終了は，ファンクションキーF1て，続けて F1 キーを押します。

を押し他の測定機能への移行でも 1/X 測定を終了することができま
す。

106

応用測定

パーセント(％)
対象

パーセントの Shift+DISP(Math)キーを押して設定メニューに入りま起動す。

ファンクションキーF1を押して，演算機能メニュー(Math Functioin)に入ります。

F6 キーを押して次のページへ移り，F2 キーを押しパーセントを有効にします。
パーセント測定モード

パーセント測定値

F3(REF%) ファンクションキーF3
リファレンス
値の設定を押して，設定メニューに入ります。

初めに単位を決定します。次に左右の矢印キー</>でカーソルを移動しノブで値を設定するか，または直接数
値キーで値を入力します。
ノブを押すか F6

キーで値を決定します。

107

DM2571 ディジタルマルチメータ
F2
ファンクションキーF2を押して，設定メニューに入ります。
(MathDisp) F2 キーSTAT(統計)，または F3 キーMath(演算)を押して表示を選択し統計・演算の ます。
表示

統計(STAT) 統計機能では，測定結果から次の統計計算が行われます。最小，最の表示
大，平均，ピーク−ピーク，標準偏差，カウント
操作方法

ディスプレイ表示

ファンクションキーF2を押すと，次の様な統計画面が表示されます。

+040.6525 現在のパーセント値を表示しています。
Minimum

最小値を表示しています。

Maximum

最大値を表示しています。

Average

平均値を表示しています。

Peak−Peak 最大値から最小値を減算した値が表示されます。

108

STDEV

標準偏差を表示しています。

Count

パーセント測定が起動してからの測定値の数を表示しています。

応用測定

演算(Math)の表示

Math 表示では，測定値とパラメータの情報が表示されます。
操作方法

ディスプレイ表示

ファンクションキーF3を押すと，次の様な Math 画面が表示されます。

−017.3037

現在のパーセント値を表示しています。

Measure:
現在の測定値を表示していま+000.4886mV す。
Ref %:+000.5908m

リファレンス値を表示しています。

パーセントの パーセント測定の終了は，ファンクションキーF1
終了
続けて F1 キーを押します。

を押して，他の測定機能への移行でもパーセント測定を終了することができます。

109

DM2571 ディジタルマルチメータ

110ディジタル I/O

ディジタル I/O
ディジタル I/O の概要 ................................................................ 112
アプリケーション：コンペア・モード ................................................. 114
アプリケーション：4094/ユーザー・モード ....................................... 120
ユーザー・モード–IO(Output)モード ............................................. 120
ユーザー・モード – スイッチモード(LED) ...................................... 122
ユーザー・モード – スイッチモード(Relay) ................................... 124
4094 モード ............................................................................. 126
アプリケーション：外部トリガ ........................................................ 128

111

DM2571 ディジタルマルチメータ

ディジタル I/O の概要
概要

ディジタル I/O ポートは３つの使用方法があります。
通常は，コンペア測定での結果出力用として使用し，外部トリガ時のトリガ信号入力端子としても使用します。応用的な使い方として ，4094 モードとユーザモードがあり，ポートの５～８ピンの状態をリモー
ト制御することもできます。
端子に別個の VCC 電源を供給することによって，出力を TTL および
CMOS 回路の電源として使用することもできます。

関連リモートコマンド

DIGital:INTerface:MODE ?
DIGital:INTerface:MODE {COMP|4094|IO}
DIGital:INTerface:DATA:OUTPut (For 4094 Mode)
DIGital:INTerface:DATA:SETup (For User Mode)
D−sub9 ピン,メス

ピン配置

112

ピン

コンペアモード

4094 モード

User モード

1

VCC Out

VCC Out

VCC Out2

Flyback Diode

Flyback Diode

Flyback Diode3

Digital Ground

Digital Ground

Digital Ground4

External Trigger In External Trigger In External Trigger In

5

Pass Out

Clock

OUT1

6

Fail Out

Output Enable

OUT2

7

High Limit Fail Out Strobe

OUT3

8

Low Limit Fail Out Serial Input

OUT4

9

EOM Out

EOM Out

EOM Out

ディジタル I/O
Pin1

VCC 出力,5V。外部デバイス/ロジック回路の電源として使用します。
供給可能電流：100mA

Pin2

Flyback Diode。VCC または外部電源に接続します。

Pin3

ディジタル GND（シャーシ）

Pin4

外部トリガ入力。マルチメータの測定に外部トリガを使用する
場合は，この端子に入力します。
Pin3−4 の接続

Pin5−8Pin5−8 は複数の機能に対応しています。用途に合わせて使用することができます。
詳細は次のページを参照ください。
コンペア測定：114 ページ，4094/User：120 ページ
Pins5−8 の接続

Pin9

測定終了信号 EOM(EndofMeasurement)出力。
コンペア測定の完了でアクティブとなります。他の測定でも使用することができます。
EOM 信号
パルス幅

113

DM2571 ディジタルマルチメータ

アプリケーション：コンペア・モード
対象

概要

コンペア測定では Pass/Fail の測定結果を出力します。各出力はア
クティブローの信号です。さらに，測定の終了を示すために，約 2μs
幅のパルスが出力されます（End of Measurement）。
入 力 信号 が 上限 値また は 下 限値を 超 え ると ， HighFail ま た は
LowFail 出力が Low になります。信号がスレッショルドレベル内に留まると，Pass 出力が Low になります。

出力ピンの
割り当て

114

ピン

コンペアモード

使用方法

1

VCC Out

Option(Vcc)

2

Flyback DiodeNo Use3

Digital Ground

GND

5

Pass

Out

6

Fail

Out

7

High Limit FailOut

8

Low Limit FailOut

ディジタル I/O
コンペア測定の Shift+DISP(Math)キーを押して設定メニューに
起動
入ります。

ファ ンクシ ョンキー F1(Math Functioin)に入ります。

F4 キーを押して ，演算機能メニュー

を押して，コンペア測定を起動させます。
コンペアモード表示

F6(High Limit) ファンクションキーF6
上限値の設定を押して，設定メニューに入ります。

初めに単位を決定します。次に左右の矢印キー</>でカーソルを移動しノブで値を設定するか，
または直接数値キーで値を入力します。

F5(Low Limit)
下限値の設定ノブを押すか F6 キー
す。

で値を決定しまファンクションキーF5
ニューに入ります。

を押して，設定メ

初めに単位を決定します。次に左右の矢印キー</>でカーソルを移動しノブで値を設定するか，
または直接数値キーで値を入力します。
ノブを押すか F6 キー
す。

で値を決定しま115

DM2571 ディジタルマルチメータ
F3(BeepMode) ファンクションキーF3を押して，設定メニューに入ります。
ビープモードの ここでは，ビープ音の鳴る条件を設定することができます。
設定
F2 キーを押すことで，の設定となり，測定値がリミット範囲
内の時にビープ音がなります。F3 キーで，設定となり，測定
値がリミット値を外れるとビープ音がなります。
F1 キー

は，ビープ音をオフにする設定です。

F4(BeepVol)
ファンクションキーF4を押して，設定メニュー
ビープ音量設定 に入ります。F1～F3 キーで音量を決定します。

コンペア結果の 測定値がリミット範囲内の時(Pass)，次の様な黒の表示となりま表示
す。

測定値がリミット範囲から外れた時(Fail)，次の様な赤の表示となります。

コンペア測定結果によりアクティブとなる DigitalI/O 出力（アクティブロー）
High

116

FAIL Out

Pin 6

HIGH Limit FAIL Out

Pin 7

ディジタル I/O
Low

Pass
F2(MathDisp)
統計・演算の表示

FAIL Out

Pin 6

LOW Limit FAIL Out

Pin 8

PASS Out

Pin 5

ファンクションキーF2を押して，設定メニューに入ります。F2 キーSTAT(統計)，F3 キーMath(演算)または F4 キー
Math+STAT(演算+統計)を押して表示を選択します。

統計(STAT)の表示 統計機能では，測定結果から次の統計計算が行われます。最小，最大，平均，ピーク−ピーク，標準偏差，カウント
操作方法

ディスプレイ表示

ファンクションキーF2を押すと，次の様な統計画面が表示されます。

+000.4835
現在の測定値を表示しています。
mVDC
Minimum

最小値を表示しています。

Maximum 最大値を表示しています。
Average

平均値を表示しています。

Peak−Pea 最大値から最小値を減算した値がk表示されます。
STDEV

標準偏差を表示しています。

Count

コンペア測定が起動してからの測定値の数を表示しています。

117

DM2571 ディジタルマルチメータ
演算(Math)の表示 Math 表示では，測定値とパラメータの情報が表示されます。
操作方法

ディスプレイ表示

ファンクションキーF3を押すと，次の様な Math 画面が表示されます。

+000.5625
現在の測定値を表示しています。
mVDC
Low Limit 現在の下限値を表示しています。
Low Fail

現在までの下限値を下回った測定値の数を表示しています。

High Limit 現在の上限値を表示しています。
High Fail

現在までの上限値を上回った測定値の数を表示しています。

演算+統計の表示 Math+STAT 表示では，演算と統計の結果から両方のデータを(Math+STAT)
表示します。
操作方法

ディスプレイ表示

118

ファンクションキーF4を押すと，次の様な Math+STAT 画面が表示されます。

+0.001003
VDC

現在の測定値を表示してい
ます。

青区分

統計データを表示しています。

赤区分

コンペアの結果を表示しています。

ディジタル I/O
測定毎の
結果表示

測定毎に，「Pass」，「High」，「Low」のいずれかの測定結果が表示されます。図は Math+STAT モードでの High 時の例です。

タイミングチャート
5～8 番ピン

コンペア測定の終了

コンペア測定の終了は，ファンクションキーF1
して，続けて F1 キーを押します。

を押他の測定機能への移行でもコンペア測定を終了することができ
ます。

119

DM2571 ディジタルマルチメータ

アプリケーション：4094/ユーザー・モード※4094/ユーザ・モードはリモート制御でのみ使用可能となります。

ユーザー・モード–IO(Output)モード
概要

ディジタル I/O ポートを使用した Hi，Lo 制御の例です。最大 4 つの出力が制御可能です。
接続は図を参照ください。リモートコマンドコマンドは，276 ページのディジタルインタフェースコマンドを参照ください。

関連リモートコマンド

DIG:INT:MODE IO(IO モードの設定)

DIG:INT:DATA:SET0,1,1,0(出力状態の設定)=> OUT1(Pin5) : +0 V
OUT2(Pin6) : +5 V
OUT3(Pin7) : +5 V
OUT4(Pin8) : +0 V
出力ピンの
割り当て

120

ピン

ユーザーモード

使用方法

1

VCC Out

Option(Vcc:+5 V)

2

Flyback DiodeNo Use3

Digital Ground

GND

5

OUT1

Use

6

OUT2

Use

7

OUT3

Use

8

OUT4

Use

ディジタル I/O
配線例*内部電源の使用

Note:

Pin1 と Pin2 は，使用しません。

*ロジックゲートとの使用

Note:

Pin2 は，使用しません。

121

DM2571 ディジタルマルチメータ

ユーザー・モード – スイッチモード(LED)概要

ディジタル I/O ポートを使用した LED 制御の使用例です。最大 4 つの出力が制御可能です。
接続は図を参照ください。リモートコマンドコマンドは，276 ページのディジタルインタフェースコマンドを参照ください。

関連リモートコマンド

DIG:INT:MODE IO(IO モードの設定)

DIG:INT:DATA:SET1,0,0,1(出力状態の設定)=> OUT1(Pin5) : LED OFF
OUT2(Pin6) : LED ON
OUT3(Pin7) : LED ON
OUT4(Pin8) : LED OFF
出力ピンの
割り当て

122

ピン

ユーザーモード

使用方法

1

VCC Out

Option(Vcc:+5V)

2

Flyback DiodeNo Use3

Digital Ground

Option(GND)

5

OUT1

Use

6

OUT2

Use

7

OUT3

Use

8

OUT4

Use

ディジタル I/O
配線例*内部電源の使用

Note:
Pin2,Pin3 は，使用しません。
*外部電源の使用

Note:
Pin1,Pin2 は，使用しません。

123

DM2571 ディジタルマルチメータ

ユーザー・モード – スイッチモード(Relay)
概要

ディジタル I/O ポートを使用したリレー制御の使用例です。最大 4 つの出力が制御可能です。
接続は図を参照ください。リモートコマンドコマンドは，276 ページのディジタルインタフェースコマンドを参照ください。

関連リモートコマンド

DIG:INT:MODE IO (IO モードの設定)
DIG:INT:DATA:SET 1,0,1,0 (出力状態の設定)=> OUT1(Pin5) : RELAY OFF
OUT2(Pin6) : RELAY ON
OUT3(Pin7) : RELAY OFF
OUT4(Pin8) : RELAY ON

出力ピンの
割り当て

124

ピン

ユーザーモード

使用方法

1

VCC Out

Option(Vcc:+5 V)

2

Flyback DiodeUse(connect to Pin1 or Ext Vcc)

3

Digital Ground

GND

5

OUT1

Use

6

OUT2

Use

7

OUT3

Use

8

OUT4

Use

ディジタル I/O
配線例*内部電源の使用（最大供給電流：100mA）

Note:
Pin3 は，使用しません。
*外部電源の使用(+5~＋24V)(各 ch 最大 Ids:400mA)

Note:
Pin2 を ExtVcc へ接続

125

DM2571 ディジタルマルチメータ

4094 モード
概要

シリアルデータをパラレルデータに変換して IO を拡張するモードです。4094 一つでは８つの出力が使用できますが，4094 を直列に接続すると１６出力が使用可能になります。
接続は図を参照ください。リモートコマンドコマンドは，276 ページのディジタルインタフェースコマンドを参照ください。

関連リモートコマンド

DIG:INT:MODE 4094 (4094 モードの設定)
4094 x 1(8 Pin)
DIG:INT:DATA:OUTP 10，1 (出力状態の設定)=> 4094 Output(Out1~Out8) : 01010000
4094 x 2(16 Pin)
DIG:INT:DATA:OUTP 22,0 (出力状態の設定)
DIG:INT:DATA:OUTP 88,1 (出力状態の設定)=> 4094 Output(Out1~Out8) : 01101000(Out9~Out16): 00011010
Note:

出力ピンの
割り当て

126

0=> output : Low (+0 V)
1=> output : High (+5 V)

ピン4094 モード

使用方法

1

VCC Out

Option(Vcc:+5V)

2

Flyback Diode

Option (connect to Pin1)

3

Digital Ground

GND

5

Clock

Use

6

Output Enable

Option(connect to Vcc when not inuse)

7

StrobeUse

8

Serial Input

Useディジタル I/O
配線例* 内部電源の使用

Note:

Pin2 は，使用しません。

* 外部電源の使用

Note:

Pin1 と Pin2 は，使用しません。

* 直列接続Note:

Pin1 と Pin2 は，使用しません。

127

DM2571 ディジタルマルチメータ

アプリケーション：外部トリガ
概要

外部トリガは，入力にマニュアルトリガのディジタル I/O ピンを使用します。トリガ信号は 10μs 以上の幅のパルスが必要です。

配線

外部トリガ信号は，背面のディジタル I/O コネクタへ入力します。

Pin4
接続

128

外部トリガ信号入力

ディジタル I/O
外部トリガの起動

Shift+TRIG キーを押して，設定メニューへ入ります。

ファンクションキーF1入ります。F3 キーを押して，トリガソースメニューへを押し外部トリガを設定します。

次の様に，”Trig:EXT”が表示されます。
外部トリガモード表示

リーディングインジケータリーディング・インジケータ
は，トリガ動作が行われるまで点滅しません。トリガを検出すると点滅動作となります。

外部トリガの終了

ファンクションキーF1を押して，トリガソースメニューへ入ります。F1 キー(Auto)または F2 キー(Single)を押して，他のトリガ
モードへ切り替えます。

または，TRIG キーを押してシングルトリガへ切り替えるか，２秒以上押してオートトリガへ切り替えます。

129

DM2571 ディジタルマルチメータ

130システム/ファームウェア

システム/ファームウェア
システム情報 ........................................................................... 132
ファームウェア情報の確認 ......................................................... 133

131

DM2571 ディジタルマルチメータ

システム情報概要

システム情報のページでは，ベンダーID，モデル名，製造番号，
ファームウェアの情報を確認することができます。

手順

132

1.

メニューキー
を押してシス
テムメニューのページに入ります。次にファンクションキーF4を何度か押すか ， ま たはノ ブでSystemInfo へカーソルを移動させます。

2.

ファンクションキーF5を押す
かまたはノブを押すと，現在のシス
テム情報が表示されます。

Pushシステム/ファームウェア

ファームウェア情報の確認
手順
1.

メニューキー
を押してシステムメニューのページに入ります。次にファンクションキーF4を何度か押すかまたはノブで Firmware へ
カーソルを移動させます。

2.

ファンクションキーF5を押す
かノブを押して，現在のファームウェ
ア情報が表示されます。

Push

133

DM2571 ディジタルマルチメータ
ファームウェアの更新

更新手順

アップデートする前に，必要なファームウェアがフロ
ントパネルの USB ポートに差し込まれた USB メモリに保存されていることを確認してください。また，このメニューで現在のファームウェアのバージョンを確認することができます。
Note

アップデート用ファームウェアのファイル名は次の通りです。異なる場合はファイル名を変更してください。
✓ Master 用：M_IMAGE.bin✓ Slave 用：S_IMAGE.bin

1. ファンクションキーF5を押すかまたはノ
ブを押すと，更新ファイルが USB メモリにあれば次の様な表示となります。

Note：更新ファイルが無い場合は，次の様に表
示します。

2.

134

を押すかまたはノブで Update へカーソ
ルを移動させて，F5を押すかまたはノ
ブを押すと，更新が始まります。

MENU 設定MENU 設定
システム設定 ........................................................................... 136
ビープ音設定 ........................................................................... 136
キー操作音の設定 .................................................................... 137
日付の設定 ............................................................................. 138
時刻設定 ................................................................................. 139
時刻同期の設定 ....................................................................... 140
設定の保存/呼び出し ................................................................ 142
ファームウェアの更新 ................................................................ 147
セキュリティの設定 .................................................................... 149
システム情報 ........................................................................... 151
ディスプレイの設定 .................................................................... 152
輝度設定 ................................................................................. 152
オート・オフ設定 ........................................................................ 153
オート・オフ時間の設定 .............................................................. 154
第 1 ディスプレイカラー .............................................................. 156
第 2 ディスプレイカラー .............................................................. 158
Math(演算)カラー ..................................................................... 160
ディスプレイモードの設定 ........................................................... 162
アンチエイリアスの設定 ............................................................. 167
追加情報設定 .......................................................................... 169
言語設定 ................................................................................. 171

135

DM2571 ディジタルマルチメータ

システム設定ビープ音設定概要

ビープ音の有効/無効をここで設定します。

手順
1. メニューキー
ります。

136

を押して，システムメニューのページに入

2.

カーソルが Beep の位置で，ファンク
ションキーF5を押すかまたはノブを押し，続けてノブまたは+/−
キーで ON/OFF を設定します。

3.

ファンクションキーF5を押す
か，またはノブを押して，設定を決
定します

Push

MENU 設定

キー操作音の設定
概要

キー操作音の有効/無効をここで設定します。

手順

1.

メニューキー

を押してシステム メ

ニューのページに入ります。次にファンクショ
ンキーF4
を何度か押すかまたはノブ
で Key Sound へカーソルを移動させます。

2.

ファンクションキーF5を押すかまたはノブを押し，続けてノブまたは+/−キーでON/OFF を設定します。

3.

ファンクションキーF5を押すか，またはノブを押して，設定を決定します

Push

137

DM2571 ディジタルマルチメータ

日付の設定
概要

マニュアル操作での日付設定手順を示します。日付設定は時刻同期機能で自動での設定も可能です。

手順

1.

メニューキーを押して，システムメ

ニューのページに入り，ファンクションキーF4を何度か押すかまたはノブで Date へ
カーソルを移動させます。

138

2.

左右の矢印キー</>でカーソルを移動し，続けてノブか+/−キーで年を設定します。またはカーソルが年に移動した時点で直接数値キーで値を入力します。

3.

ファンクションキーF5を押す
か，またはノブを押して，設定を決
定します

4.

手順２と３を繰り返し，月と日も同様に設定します。

PushMENU 設定

時刻設定
概要

マニュアル操作での時刻設定手順を示します。時刻設定は時刻同期機能で自動での設定も可能です。

手順

1.

メニューキーを押して，システムメ

ニューのページに入り，ファンクションキーF4を何度か押すかまたはノブで Time へ
カーソルを移動させます。

2.

左右の矢印キー</>でカーソルを移動し，続けてノブか+/−キーで年を設定します。
またはカーソルが時間に移動した時点で直接数値キーで値を入力します。

3.

ファンクションキーF5を押すか，またはノブを押して，設定を決定します4.

手順２と３を繰り返し，分と秒も同様に設定します。

Push

139

DM2571 ディジタルマルチメータ

時刻同期の設定概要

時刻同期機能は，インターネットに接続されている状況でのみ機
能します。

手順

1.

メニューキーを押して，システムメ

ニューのページに入り，ファンクションキーF4を何度か押すかまたはノブでTimeSync へカーソルを移動させます。

2.

140

TimeSync にカーソルがある状態で，ファンクションキーF5を押すかまたはノブを押し，設定メニューに入ります。

PushMENU 設定
インターネット時刻 Enable Synchronize 時刻同期の有効/無効の設定をします。
同期
有効 /無効 Synchronize Server 時刻同期するサーバーを選択します。
time.nust.gov / time−nw.nist.gov
米国標準技術局 NTP サーバー
2 つめのサーバを使用するためには，設定が必要です。
261 ページの SCPI コマンドを参照ください。
Synchronize Now

リモートサーバーから現在の標準時刻を取得します。

Synchronize Time

リモートサーバーから時刻を取得する間隔を設定します。
7 Days / 14 Days / 30 Days

Set the time zone

タイムゾーンの設定をします（日本：UTC+9:00)
hour / minute

Last Update Time is 前回の更新日時

141

DM2571 ディジタルマルチメータ

設定の保存/呼び出し概要

本器は設定状態を５つまで保存することができます。本器の状態。
機能，I/O の設定が保存されます。
呼び出しは，保存した設定または初期設定を直ちにまたは次回電源投入時に行われます。

手順

1.

メニューキー

を押してシステムメニューのペ ー ジ に 入り ま す 。 次に フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー F4を何度か押すか，またはノブで Save&Load
へカーソルを移動させます。

2.

142

ファンクションキーF5を押すか，またはノブを押して，Save&Load メニューに入ります。

PushMENU 設定保存と呼び出し 保存(Save)
グループの
設定

1.

カーソルが(Save) 1. Selecta Group にある状態で，Note F5 キーを押すか，またはノブを押してドロップダウン
メニューを開きます。

2.

ノ ブ か +/− キ ー で ス ク ロ ー ル し て ， F5を押してグループ No.を決定します。

グループ名の 1. F4 キーを押すか，ノブで(Save)
2. Note へカーソルを移動させ，F5 キー
設定またはノブを押して，キーボードを
開きます。

143

DM2571 ディジタルマルチメータ
2. F2 キーで既に入力されている文字を削除します。

3. 左右の矢印キー</>と+/−キー，またはノブ
でカーソルを移動させて，F5 キー
またはノブを押して，文字を決定します。

4. 文字を入力後，F4 キー
ループ名を決定します。

保存

5. F4 キーを押すか，ノブで(Save)
3. Enter へカーソルを移動させ，F5 キー
またはノブを押して，パラメータの保存を決定します。

呼び出し(Load)

144

押して，グ

MENU 設定
グループの
選択

1.

カーソルが(Load) 1. Select a Group にある状態で，F5
キーを押すか，またはノブを押してドロップダウンメ
ニューを開きます。

2.

ノ ブ か +/− キ ー で ス ク ロ ー ル し て ， F5
またはノブを押してグループ No.
を決定します。

3.

現在設定されているグループ名が Note
へ表示されます。

Load 動作の 4. カーソルが(Load) 3. Select a Action に選択ある状態で，F5 キー
またはノブを押してドロップダウンメニューを開きます。

145

DM2571 ディジタルマルチメータ
5. ノ ブ か +/− キ ー で ス ク ロ ー ル し て ， F5を押して保存内容を Load する際の動作を決定します。

6. F5 キーを押すか，またはノブを押して動作を決定します。

None: Load しません
Power On: 次の電源投入時に Load
Now: 直ちに Load

146

MENU 設定

ファームウェアの更新
概要

ファームウェアの更新手順を示します。

手順1.

メニューキー

を押してシステムメ

ニューのページに入ります。次にファンクショ
ンキーF4
を何度か押すかまたはノブ
で Firmware へカーソルを移動させます。

2. ファンクションキーF5を押すかノブを押して，現在のファームウェア情報が表示さ
れます。

Push

147

DM2571 ディジタルマルチメータ
ファームウェアの更新

更新手順

アップデートする前に，必要なファームウェアがフロ
ントパネルの USB ポートに差し込まれた USB メモリに保存されていることを確認してください。また，このメニューで現在のファームウェアのバージョンを確認することができます。
1. ファンクションキーF5を押すかまたはノブを押すと，更新ファイルが USB メモリにあれば次の様な表示となります。

注意: 更新ファイルが無い場合は，次の様に表
示します。

2. F4
を押すかまたはノブで Update へカー
ソルを移動させて，F5を押すかまたはノ
ブを押すと，更新が始まります。

148

MENU 設定

セキュリティの設定
概要

LAN 制御時のパスワードの変更とパスワードの有効/無効を設
定します。

手順

1.

メニューキー

を押してシステムメニューのページに入ります。次にファンクションキー
F4を何度か押すかまたはノブでSecurity へカーソルを移動させます。

2.

ファンクションキーF5を押すか，またはノブを押して，Password ページに入ります。

3.

直接数値キーで入力するか，または左右の 矢 印 キ ー </> ， +/− キ ー ま た は ノ ブ でカーソルを移動し，ファンクションキーF5を押して，数値を決定しパスワードを入力していきます。

Push

149

DM2571 ディジタルマルチメータ

4.

ファンクションキーF4を押してパスワードを決定し，Security ページに入ります。パスワードが違うとエラーとなります。

Lan Password
EnableLAN 制御時のWeb/Telnet でのパスワー
ド入力を必須にするかの設定を行います。
必要  / 不要 

Old Password

前のパスワードを入力します。

New Password

新しいパスワードを入力します。

Confirm Password

もう一度新しいパスワードを入力します。

Modify Password

パスワードの変更を実施します。

5.

150

パスワードの変更が無い場合は，カーソ
ルが Return の位置でまたはノブを押して決定します。

PushMENU 設定

システム情報概要

システム情報のページでは，ベンダーID，モデル名，製造番号，
ファームウェアの情報を確認することができます。

手順

1.

メニューキー

を押してシステムメ

ニューのページに入ります。次にファンクショ
ンキーF4
を何度か押すか，またはノブ
で SystemInfo へカーソルを移動させます。

2. ファンクションキーF5を押すかまたはノ
ブを押すと，現在のシステム情報が表示されま
す。

Push

151

DM2571 ディジタルマルチメータ

ディスプレイの設定
輝度設定
概要

ディスプレイの輝度を設定します。

手順

7. メニューキー

を押し，さらにスプレイメニューのページに入ります。

8. カーソルが Brightness の位置で，ファンク
ションキーF5を押すかまたはノブを押し，左右の矢印キー</>でカーソルを移動し，続けてノブか+/−キーで値を設定します。
またはカーソルが Brightness に移動した時
点で直接数値キーで入力します。

9. ファンクションキーF5を押すか，またはノブを押して，設定を決定します。

152

を押してディ

MENU 設定

オート・オフ設定
概要

自動で画面を暗くする機能を設定します。

手順

1. メニューキー

を押し，さらにを押してディ

スプレイメニューのページに入ります。

2. ファンクションキーF4を押すかまたはノブで AutoOff へカーソルを移動させます。

153

DM2571 ディジタルマルチメータ
3. ファンクションキーF5を押すかまたはノブを押し，続けてノブまたは+/−キーでON/OFF を設定します。

4. ファンクションキーF5を押すか，またはノブを押して，設定を決定します。

オート・オフ時間の設定
概要

オート・オフ機能が起動するまでの時間を設定します。設定時間を経過すると自動的に画面が暗くなります。
Note：本設定はオート・オフが ON の時のみ機能します。

手順

1. メニューキー

を押し，さらにスプレイメニューのページに入ります。

154

を押してディ

MENU 設定
2. ファンクションキーF4を押すかまたはノブで AutoOffTime へカーソルを移動させます。

3. カーソルが AutoOffTime の位置で，ファンク
ションキーF5を押すかまたはノブを押し，左右の矢印キー</>でカーソルを移動し，続けてノブか+/−キーで値を設定します。
またはカーソルが AutoOffTime に移動した
時点で直接数値キーで入力します。

4. ファンクションキーF5を押すか，またはノブを押して，設定を決定します。

155

DM2571 ディジタルマルチメータ

第 1 ディスプレイカラー
概要

第 1 ディスプレイの色を設定します。

手順

1. メニューキー

を押し，さらにスプレイメニューのページに入ります。

2. ファンクションキーF4を押すかまたはノブで 1ST Color へカーソルを移動させます。

156

を押してディ

MENU 設定
3. ファンクションキーF5を押すかまたはノブを押し，続けてノブまたは+/−キーで第 1 ディスプレイの色を設定します。

4. ファンクションキーF5を押すか，またはノブを押して，設定を決定します。

黄色設定の例157

DM2571 ディジタルマルチメータ

第 2 ディスプレイカラー
概要

第 2 ディスプレイの色を設定します。

手順

1. メニューキー

を押し，さらに

プレイメニューのページに入ります。

2. ファンクションキーF4を押すかまたはノブで 2ND Color へカーソルを移動させ
ます。

158

を押してディス

MENU 設定
3. ファンクションキーF5を押すかまたはノブを押し，続けてノブまたは+/−キーで第 2 ディスプレイの色を設定します。

4. ファンクションキーF5を押すか，またはノブを押して，設定を決定します。
第 1 ディスプレイ黄色，第 2 ディスプレイ緑色設定の例

159

DM2571 ディジタルマルチメータ

Math(演算)カラー
概要

Math(演算)機能のディスプレイ色を設定します。

手順

1. メニューキー

を押し，さらにスプレイメニューのページに入ります。

2. ファンクションキーF4を押すかまたはノブで MathColor へカーソルを移動させます。

160

を押してディ

MENU 設定
3. ファンクションキーF5を押すかまたはノブを押し，続けてノブまたは+/−キーでMath ディスプレイの色を設定します。

4. ファンクションキーF5を押すか，またはノブを押して，設定を決定します。
第 1 ディスプレイ黄色，Math(演算)表示をシアン設定の例

161

DM2571 ディジタルマルチメータ

ディスプレイモードの設定
概要

時刻情報または入力されたテキスト情報表示の有効/無効の設定を行います。
MathDisp は，Off とする必要があります。

手順

1. メニューキー

を押し，さらにスプレイメニューのページに入ります。

2. ファンクションキーF4を押すか，またはノブで DisplayMode へカーソルを移動
させます。

162

を押してディ

MENU 設定
Time 設定

3. ファンクションキーF5を押すかまたはノブを押し，続けてノブまたは+/−キーでTime オプションを設定します。

4. ファンクションキーF5を押すか，またはノブを押して，設定を決定します。

Time 設定時の例

163

DM2571 ディジタルマルチメータ
Text 設定

5. DisplayMode にカーソルがある状態でファンクションキーF5を押すかまたはノ
ブを押し，続けてノブまたは+/−キーで Text
オプションを設定します。

6. ファンクションキーF5を押すか，またはノブを押して，設定を決定します。

7. ファンクションキーF4を押すかまたはノブで Edit へカーソルを移動させます。

164

MENU 設定
8. ファンクションキーF5を押すか，またはノブを押して，キーボードページに入ります。

9. F2 キーで既に入力されている文字を削除します。左右の矢印キー</>と+/−キー，またはノブでカーソルを移動させて，F5 キーまたはノブを押して，文字を決定します。
Note：F1 キーります。

を押すと，大/小文字が切り替わ

165

DM2571 ディジタルマルチメータ
10. 文字入力後，F4 キー

Text 表示の例

166

押して，入力を決定します。

MENU 設定

アンチエイリアスの設定
概要

アンチエイリアス機能の有効/無効の設定を行います。本機能
は，測定値の表示をスムーズにします。最大 1.2k/s のリフレッ
シュレートで使用することができます。2.4k/s を超えるリフレッ
シュレートはサポートされていません。
Note：オートゼロやデュアル測定モード下では，最大 10 k/s のリ
フレッシュレートのサポートとなります。

手順

1. メニューキー

を押し，さらにを押してディス

プレイメニューのページに入ります。

2. ファンクションキーF4を押すかまたAntialiasing
はノブでへカーソルを移動さ
せます。

167

DM2571 ディジタルマルチメータ
3. ファンクションキーF5を押すかまたはノブを押し，続けてノブまたは+/−キーでON/OFF を設定します。

4. ファンクションキーF5を押すか，またはノブを押して，設定を決定します。

168

MENU 設定

追加情報設定概要

追加情報表示の設定を行います。

手順

1. メニューキー

を押し，さらにを押してディ

スプレイメニューのページに入ります。

2. ファンクションキーF4を押すかまたはノブで AdditionalInfo へカーソルを移動さ
せます。

169

DM2571 ディジタルマルチメータ
3. F5 キーを押すか，またはノブを押して，Additional
Information ページに入ります。
4. F4 キー
F5 キー
します。

を押すかまたはノブでカーソルを移動させ，を押すか，またはノブを押して， / を設定

5. カーソルが Return の位置で
します。

表示例

設定した表示例を以下に示します。
•••

リラティブ測定の際に，REL 値を表示します。
AutoZero の状況を表示します。
熱電対測定の際に，SIM 値を表示します。

REL Info

170

またはノブを押して決定

Auto Zero InfoSIM Info(Additional Info)MENU 設定

言語設定
概要

ディスプレイ表示の言語設定を行います。

手順

1. メニューキー

を押し，さらにを押してディ

スプレイメニューのページに入ります。

2. ファンクションキーF4を押すかまたはノ
ブで Language へカーソルを移動させます。

171

DM2571 ディジタルマルチメータ
3. F5 キーを押すか，またはノブを押して，Language
ページに入ります。次にキーを押すかまたはノブでカーソルを移動させ，F5 キーを押すか，またはノブをを設定します。カーソルが押して，言語オプションの /Return の位置でまたはノブを押して決定します。
English繁體中文 (Traditional Chinese)
言語简体中文 (Simplified Chinese)
日本語 (Japanese)한국어 (Korean)

Note

172

“日本語”を選択した場合，日本語となるのはメッセージボッ
クスのコメントのみで，他は英語表記となります。

スクリーンショット&ログ

スクリーンショット&ログ
画面のキャプチャ ...................................................................... 174
読み取り値の保存(Save Reading) ............................................. 177

173

DM2571 ディジタルマルチメータ

画面のキャプチャ
概要

本器画面のスクリーンショットの設定方法を示します。
サポート USB メモリ：
タイプ：USB メモリ
ファイルシステム：Fat16，Fat32(推奨)
最大メモリサイズ：128 GB
Note

手順

アダプターを使用する必要のあるフラッシュ・ディスクの使用は推奨しておりません。

1. Shift キーを押し，続けて LOG/LOG#
キーを押して設定メニューを表示させます。

2. ファンクションキーF1を押し，続けて F1 キーを押して，画面保存モードを有効にします。

3. ファンクションキーF2を押してメニューに入ります。さらに F1 キー，または F2 キーを押してモードを決定します。
ファイル名を自動で付けるモードです。
ファイル名を指定して付けるモードです。

自動ファイル名：SCREEN00～SCREEN99
USB メモリを取り外すと，自動ファイル名は一旦初期値に戻
ります。
Note

174

ファイル名が最大値 SCREEN99 に達すると保存動作は不可になります。

スクリーンショット&ログ
4. ファンクションキーF3を押すと，キーボードが開きます。F2 キーで既に入力されている文字を削除します。左右の矢印キー</>と+/−キー，またはノブでカーソ
ルを移動させて，F5 キー
またはノブを押して，文字を決定します。F1 キーを押すと，大/小文字が切り替わります。

5. 文字入力後，F4 キー

Note

押して，入力を決定します。

ファイル名の入力は，“Manual”時のみの操作です。

6. ファンクションキーF4 のは，保存するファイル名
が既に存在している場合の動作設定です。
上書きする前に，問い合わせをします。
問い合わせをせずに上書きします。

175

DM2571 ディジタルマルチメータ
Note

File Name − Default のとき▪

Overwrite–“Always”
USB メモリを一旦抜いて再度挿入すると，自動ファイル番号は初期値 SCREEN00になり，USB メモリ内に同じファイル名が既に存在していても，ファイルは自動的に上書きされます。

▪

Overwrite–“Query”
USB メモリを一旦抜いて再度挿入すると，自動ファイル番号は初期値 SCREEN00になり，保存時に，USB メモリ内に同じファイル名が既に存在している場合，ファイルを上書きするかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。F1（Yes）をクリックすると上書きし，F2（No）をクリックすると使われていないファイル番号で保存します。
[ESC]キーをクリックすると，保存せずに書き込み動作を終了します。

File Name − Manual のとき

176▪

Overwrite–“Always”
USB メモリ内に，保存しようとするファイル
名と同じファイル名が既に存在していても，そのままファイルを上書きします。

▪

Overwrite–“Query”
USB メモリ内に，保存しようとするファイル
名と同じファイル名が既に存在していると，既存のファイルを上書きするかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
F1（Yes）をクリックすると上書きされ，F2（No）をクリックするとキーボードが表示され，保存するファイル名を再編集します。
[ESC]キーをクリックすると，保存せずに書き込み動作を終了します。

スクリーンショット&ログ

読み取り値の保存(Save Reading)
概要

測定データログの保存について示します。

手順

1. Shift キーを押し，続けて LOG/LOG#
キーを押して設定メニューを表示させます。

2. ファンクションキーF1を押し，続けて F1 キーを押して，読み値保存モードを有効にします。

3. ファンクションキーF2を押してメニューに入ります。さらに F1 キー，または F2 キーを押してモードを決定します。
ファイル名を自動で付けるモードです。
ファイル名を指定して付けるモードです。

Count
自動ファイル名：DATAC000～DATAC999
Recent
自動ファイル名：DATAR000～DATAR999
USB メモリを取り外すと，自動ファイル名は一旦初期値に戻り
ます。
Note

ファイル名が最大値 999 に達すると保存動作は不可になります。

177

DM2571 ディジタルマルチメータ
4. ファンクションキーF3を押すと，キーボードが開きます。F2 キーで既に入力されている文字を削除します。左右の矢印キー</>と+/−キー，またはノブでカーソ
ルを移動させて，F5キーまたはノブを押して，文字を決定します。F1 キーを押すと，大/小文字が切り替わります。

5. 文字入力後，F4 キー
Note

押して，入力を決定します。

ファ イル名の入力は ，“Manual”時のみの操作です。

6. ファンクションキーF4 のは，保存するファイル名
が既に存在している場合の動作設定です。
上書きする前に，問い合わせをします。
問い合わせをせずに上書きします。
上書きする前に，問い合わせをします。
問い合わせをせずに上書きします。

178

スクリーンショット&ログ
NoteFile Name − Default のとき▪

Overwrite–“Always”
USB メモリを一旦抜いて再度挿入すると，自動ファイル番号は初期値 SCREEN00になり，USB メモリ内に同じファイル名が既に存在していても，ファイルは自動的に上書きされます。

▪

Overwrite–“Query”
USB メモリを一旦抜いて再度挿入すると，自動ファイル番号は初期値 SCREEN00になり，保存時に，USB メモリ内に同じファイル名が既に存在している場合，ファイルを上書きするかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。F1（Yes）をクリックすると上書きし，F2（No）をクリックすると使われていないファイル番号で保存します。
[ESC]キーをクリックすると，保存せずに書き込み動作を終了します。

File Name − Manual のとき▪

Overwrite–“Always”
USB メモリ内に，保存しようとするファイル
名と同じファイル名が既に存在していても，そのままファイルを上書きします。

▪

Overwrite–“Query”
USB メモリ内に，保存しようとするファイル
名と同じファイル名が既に存在していると，既存のファイルを上書きするかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
F1（Yes）をクリックすると上書きされ，F2（No）をクリックするとキーボードが表示され，保存するファイル名を再編集します。
[ESC]キーをクリックすると，保存せずに書き込み動作を終了します。

7. F5 キーを押して SaveReadSource(Log)メニューに入ります。ここでは保存のモードを選ぶことができます。F1
キーまたは F2 キー
をさらに押して，ソース
モードを決定します。“Count”は測定機能が切り替わってからの全測定カウント分のログが，“Recent”は指定された期間
内 ロ グ が 保 存さ れ ます 。 両 モ ード と も ト レン ド チ ャ ート の“Count”と“Recent”に基づいています。

179

DM2571 ディジタルマルチメータ

180ディスプレイ設定

ディスプレイ設定
桁数 ....................................................................................... 182
測定値の表示 .......................................................................... 184
数値表示 ................................................................................. 184
バーメーター ............................................................................. 185
トレンドチャート ......................................................................... 188
ヒストグラム .............................................................................. 195

181

DM2571 ディジタルマルチメータ

桁数
概要
手順

それぞれ測定の桁数を設定します。
1. DISP キ ー

を 押 し ， 続 け て フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー F1を押して設定メニューに入ります。

2. F1（6½），F2（5½），F3（4½）キーを押して，桁数を選択します。F1 キー（Auto）を押して，システムが測定状況ごとに設定する桁数にすることもできます。

パラメーター

表示

6½

5½

4½

Auto

182

桁数は測定機能とリフレッシュレートに応じて変わります。

ディスプレイ設定

相関表（測定機能・リフレッシュレート・桁数）
リフレッシュ
レート

1/s

2/s

5/s 20/s 60(50)/s 100/s 400/s

1.2k/s 2.4k/s 4.8k/s 7.2k/s 10k/s

DCV

−

−

6 1/2 6 1/2

6 1/2

5 1/2

5 1/2

4 1/2

4 1/2

4 1/2

ACV

6 1/2

−

5 1/2

4 1/2 [1]

−

−

−

−

−

DCI

−

−

6 1/2 6 1/2

6 1/2

5 1/2

5 1/2

4 1/2

4 1/2

4 1/2

ACI

6 1/2

−

5 1/2

4 1/2 [1]

−

−

−

−

−

2W/4W

−

−

6 1/2 6 1/2

Continuity

−

−

−

Diode

−

−

−

Temp

−

−

Cap

−

4 1/2

測定機能

−

−

−

−

6 1/2 5 1/2
−

−

6 1/2

6 1/2 5 1/2

5 1/2

5 1/2

4 1/2

4 1/2

4 1/2

−

6 1/2

5 1/2 4 1/2

−

−

−

−

−

−

6 1/2

5 1/2 4 1/2

−

−

−

−

−

6 1/2 5 1/2−

6 1/2 5 1/2

−

4 1/2

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

[1]. 50/s 固定です。

相関表（周波数/周期測定機能・ゲート時間）
ゲートタイム
1s

100ms

10ms

6 1/2

5 1/2

4 1/2

測定機能
Frequency/Period

183

DM2571 ディジタルマルチメータ

測定値の表示
数値表示
概要
手順

測定毎に数値表示モードに移行します。
1. DISP キ ー

を 押 し ， 続 け て フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー F2を押して設定メニューに入ります。

2. ファンクションキーF1
面が表示されます。

を押すと数値表示モードの画表示

設定した桁数で測定値表示

184ディスプレイ設定

バーメーター
概要
手順

バーメーター表示に関する設定を行います。
1. DISP キ ー

を 押 し ， 続 け て フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー F2を押して設定メニューに入ります。

2. ファンクションキーF2
を押すとバーメーターモードの画面が表示されます。測定値は，バーメーターの方式で表示されます。
表示

F3(Scale)
目盛設定

赤現在の測定値が数値表示されます。

緑

現在の測定値がバーメーターで表示されます。

F3 キー(Scale)を押して ScaleMode メニューに入り
Normal または Manual を選択します。
NormalManual

目盛の表示を中心から対称にします。

赤

設定されているレンジ

黄

バーメーターの目盛の両端値が設定されたレンジに基づいて設定されます。

緑

現在の測定値が数値表示されます。

目盛の数値を任意に設定することができます。

185

DM2571 ディジタルマルチメータ
F4(Method)

目盛設定を Manual に設定すると，ここでさらに設定することができます。
LowHigh

Center186

LowHigh を選択すると，バーメーターの目盛の両端（最大値と最小値）の値を設定することができます。

黄Low の 値 を (−4.000k) ， High の 値 を(+10.000μ)に設定した例です。

赤

現在の測定値緑

The currently measured value.

Center を選択すると，バーメーターの目盛のセン
ターとスパンの値を設定することができます。

黄センターの値

紫

スパンの値

赤

設定されているレンジ

緑

現在の測定値

ディスプレイ設定
F5(Low Scale)F6(High
Scale)

Method で LowHigh を選択すると，バーメーターの目盛の両端の値を，F5 キー(Low Scale)と F6 キー(High Scale)で設定することができます。
表示赤

LowScale 値(−4.000k)の設定例

緑HighScale 値(+10.000μ)の設定例

F5(Center)F6(SpanScale)

Method で Center を選択すると，バーメーターの目盛の値を，F5キー(Center)と F6 キー(Span Scale)で設定することができます。
表示

赤Center 値(+0.0)の設定例

緑Span Scale 値(+6.000)の設定例（左端−3.000，右端+3.000）

187

DM2571 ディジタルマルチメータ

トレンドチャート
概要
手順

トレンドチャートの各機能について説明します。
1. DISP キ ー

を 押 し ， 続 け て フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー F2を押して設定メニューに入ります。

2. ファンクションキーF3を押すとトレンドチャートモードの画面が表示されます。測定値は，トレンドチャートとして表示
されます。
表示

赤

現在の測定値が数値表示されます。

緑

トレンドチャートで最新 400 カウントの測定値を表示します。

黄188

最大 100,000 の測定の合計カウント。トレ
ンドチャートには 400 カウントが最大表示となります。

ディスプレイ設定
F3(VScale)F3 キー(VScale)を押して VerticalScale メニューに入り Normal かまたは Manual を選択します。
Normal

目盛の表示を中心から対称にします。

赤 設定されているレンジ
黄 10V レンジの，目盛の最大値(+10)と最小値(−10)
緑 現在の測定値
ManualManual を選択すると，目盛の値を任意に設定することができます。

赤 F5，F6 キーを押して，目盛の値(最大・最小)を
個別にを設定します。
黄 個別に設定した最大・最小目盛の例です。
最大：(+11.0000)
最小：(−9.0000)
緑 現在の測定値
紫 F4 キー(Auto(Once))を押すと，最新 400 カウン
トの測定値より目盛の値を取得し ，トレンド
チャートの垂直軸目盛とします。下記図の垂直軸目盛は本機能を使用したものです。

189

DM2571 ディジタルマルチメータ
F4(HScale)F4 キー(HScale)を押して HorizontalScale メニューに入り Count かまたは Recent を選択します。
Countリ フ レ ッ シ ュ レ ー ト に 基 づ い た 間 隔 で 測 定さ れ ，チャートの横軸表示はカウント数となります。
（リフレッシュレートは AUTOZero が Off 時に適用）

緑赤
RecentRecent を選択すると，チャートの横軸表示は経過時間となり，目盛の値を任意に設定することができま
す。

赤
緑
黄
オレンジ

190

現在のリフレッシュレートを表示します。
測定の合計カウントを表示します

水平軸目盛（単位：秒）の設定
F5 キーを押して設定します。
水平軸目盛の設定例
右端：0s，左端：−400s
現在の測定合計カウント
Auto−Stop の設定
F3 キーを押して時間を設定します。
設定した時間を経過すると自動的に測定がストップします。

ディスプレイ設定
設定範囲：1~9999Min
時間を設定した後，F6 キー(Start)を押すと，画面上部にカウントダウンが現れ（下記黄色部）測定が開始されます。

紫

この数値は，トレンドチャートに表示される個々の測定値データの間隔を意味しています。
水平軸目盛 400sec の場合：
間隔
= 400 sec / 400 counts= 1 sec

青F5(Stop&View)

F6 キ ー (Restart) を 押 す と ， ト レ ン ド
チャート表示での測定が再び開始されます。

F5 キー(Stop&View)を押すと，ViewSetup(Trend)メニューに入り，測定されたデータをトレンドチャート上で細かく見ることができます。F5 キーを押すと測定は直ちに停止します。
表示

F1 キー
(Range)F1 キー(Range)を押すと，ノブキーで表示データをスクロールさせることができます。

191

DM2571 ディジタルマルチメータ

赤

データ表示範囲を変えることができます。

緑

Stop&View キーを押すまでの，データ総数が表示されます。

黄ノブキーを押す度に，ノブキーで表示
データをスクロールさせるデータ単位の数が変わります。
1 pixel – 4 pixels – 400 pixels

オレンジ

カーソル１の情報が表示されます。

青カーソル２の情報が表示されます。

白

カーソル１とカーソル２の差分が表示されます。

紫ノブキーをスクロールするとデータ表示
範囲が変わります。１回のスクロールで設定されている単位（上図黄色）分増減
します。

F2 キー
F2 キー(Cursor1)を押すと，カーソル１が操作できる(Cursor1) ようになります。ノブで右または左にカーソルをスクロールさせます。

緑

F2 キー(Cursor1)を押すと，ノブでカー
ソル１を動かせるようになります。

赤カーソル１の測定値とデータカウントが表示されます。

黄ノブキーを押す度に，カーソルの移動量が切り替わります。
1 pixel – 10 pixels – 20 pixels

紫192

カーソル１とカーソル２の差分が表示されます。

ディスプレイ設定
F3 キー(Cursor2)

F3 キー(Cursor2)を押すと，カーソル２が操作できるようになります。ノブで右または左にカーソルをスクロールさせます。

緑

F3 キー(Cursor2)を押すと，ノブでカー
ソル１を動かせるようになります。

赤カーソル１の測定値とデータカウントが表示されます。

黄ノブキーを押す度に，カーソルの移動量が切り替わります。
1 pixel – 10 pixels – 20 pixels

紫
F4 キー
(COU/
TIM)

カーソル１とカーソル２の差分が表示さ
れます。

COU
F4 キー(COU/TIM)を押す度に，Count モードと Time
モードが切り替わります。カーソルを使用して，各値を確認することができます。
Note

この機能は，HScale での“Recent”時のみ機能します。

黄COU/TIM では，カーソル１・カーソル２・差分の値が表示されます。

193

DM2571 ディジタルマルチメータ
TIM
F4 キー(COU/TIM)を押す度に，Count モードと Time
モードが切り替わります。カーソルを使用して，各値を確認することができます。

F5/F6
キー
(1STON/
2NDON)

Note

この機能は，HScale での“Recent”時のみ機能します。

黄カーソル位置の時間パラメータは，Start または ReStart からの経過時間で次のフォーマットで示されます。

トレンドチャートの Stop&View 機能は，デュアル測定においても使用することができます。デュアル測定の状態で本モードに入ると単一測定時と同様の機能が使用可能です。

表示

必要に応じて，デュアル測定の 1ST，2ND をオン/オ
フすることができます。
F6(Start)

ViewSetup(Trend)メニューに入ると，本器は直ちに測定を停止します。ESC キーを押して本メニューを終了し，F6 キー(Start)を押すと，測定が再度始まります。
測定が継続している時に F6 キー(ReStart)を押すと，測定値は再集計となります。

194

ディスプレイ設定

ヒストグラム概要
手順

ヒストグラムの各機能について説明します。
1. DISP キー

を押し，続けてファンクションキーF2を押して設定メニューに入ります。

2. ファンクションキーF4を押すとヒストグラムモードの画面が表示されます。測定値は，ヒストグラムで表示されます。
表示

緑

現在のサンプル（測定値）合計数

赤

最もサンプル数が多いビンのサンプル数と，その数の総サンプル数に対する割合
をパーセンテージで示します。

黄現在の測定値紫ヒストグラム表示は，400 までのビンを同時に表示することができます。

青

設定されたビンの数が表示されます。

オレンジ

測定値の範囲が表示されます。

195

DM2571 ディジタルマルチメータ
F3(Bins)

F3 キー(VScale)を押して BinsSetup に入りビン数を選択します。（10, 20, 40, 100, 200, 400）
Note：設定可能なビン数はリフレッシュレートにより異なります。
20 ビンの例です。
中央より左右 10 ビンずつが表示されます。

表示

10 ビンの例です。
中央より左右 5 ビンずつが表示され，20 ビンより太くなります。
設定できるビンの数は，リフレッシュレートによって変わります。

F4(HScale)5/s ~2.4k/s

4.8k/s

7.2k/s

10k/s

最大ビン数

400

200

100

20

F4 キー(HScale)を押して HorizontalScale メニューに入り Auto かまたは Manual を選択します。
Auto

196

リフレッシュ
レート

Selecting Auto 設定では，測定サンプル数の頻度とリフレッシュレートに応じて目盛が設定されます。

黄F1 キー(Auto)を押すと，水平軸目盛は自動で設定されます。

緑

現在のリフレッシュレートが表示されます。

赤

最大ビンの割合，測定値の合計数，ビンの合計数です。

オレンジ

水平軸の目盛です。測定値に従って変わります。

ディスプレイ設定
ManualManual を選択すると，目盛の値を任意に設定することができます。

赤F5，F6 キーを押して，目盛の値(最大・最小)を個別にを設定します。

緑

個別に設定した最大・最小目盛の例です。
最大：(+6.000)
最小：(+1.000)

紫F4 キー(Auto(Once))を押すと，ヒスト
グラム内の最新のビンより目盛の値を取得し，ヒストグラムの水平軸目盛とします。下記図の水平軸目盛は本機能を使用したものです。

197

DM2571 ディジタルマルチメータ
F5(Stop&View)

F5 キー(Stop&View)を押すと，View Setup(His)メニューに入り，測定されたデータをヒストグラム上で細かく見ることができます。
F5 キーを押すと測定は直ちに停止します。
表示

F1key
(Class)F6(Start)

赤ヒストグラムの階級(Class)モードである
ことを示します。

緑

ビン番号を表示しています。ノブキーでスクロールさせることができます。

黄選択したビン番号の測定値サンプル数を示します。

オレンジ

選択したビン番号サンプル数の総サン
プル数に対する割合を示します。

紫選択したビン番号内の測定された最小の値を示します。

青

選択したビン番号内の測定された最大の値を示します。

白

選択したビン番号内の最大値と最小値の差分を示します。

View Setup(His)メニューに入ると，本器は直ちに測定を停止します。ESC キーを押して本メニューを終了し，F6 キー(Start)を押すと，測定が再度始まります。
測定が継続している時に F6 キー(ReStart)を押すと，測定値は再集計となります。

198

リモートコントロール

リモートコントロール
インタフェース設定 .................................................................... 200
インタフェースの構成 ................................................................. 200
ローカルモードへの変更 ............................................................. 200
SCPI ID の設定 ....................................................................... 201
USB インタフェースの構成 ......................................................... 203
USB プロトコル ......................................................................... 205
RS−232C インタフェースの構成.................................................. 206
フロー制御 ............................................................................... 212
EOL キャラクタの設定 ............................................................... 212
区切り文字の設定 .................................................................... 212
GPIB インタフェースカードの挿入(オプション) ................................ 213
GPIB インタフェースの設定 ........................................................ 214
Ethernet(LAN)インタフェースの起動 ........................................... 217
LAN の再起動 ......................................................................... 218
DHCP の設定 .......................................................................... 219
IP アドレスの設定 ..................................................................... 220
イーサネットプロトコルの設定 ...................................................... 226
リモートターミナルセッション(Telnet/TCP(Socket)) ........................ 233
Web コントロールインタフェース................................................... 234

199

DM2571 ディジタルマルチメータ

インタフェース設定
インタフェースの構成
種類

RS−232C

D−sub9 ピン，オスUSB デバイス

USB−CDC/USB−TMC

LAN

10BaseT/100BaseTGPIB(オプション)

GPIB ポート，24 ピン，メス

ローカルモードへの変更
概要

本器がリモート制御状態の時，アイコンがディスプレイ上部に点灯します。本アイコンが点灯していない時，本器はローカル状態にあります。
リモート制御状態からローカルに切り替えるには，
LOCAL キーを押します。
（フロント·パネル操作）

200

リモートコントロール

SCPI ID の設定
概要

本器はクエリコマンド*IDN?を受け取ると，製造者名，モデル番
号，シリアル番号およびシステムファームウェアのバージョンナ
ンバーを返します。
SCPIID が User に設定されている時，ユーザー定義の製造者
名，モデル名が*IDN?コマンドに対して返されます。
詳細は，323 ページ“SYSTem:IDNStr”を参照ください。

手順

1. メニューキー

を押し，さらにを押してインタフェースメニューのページに入ります。

2. ファンクションキーF4を何度か押すかまたはノブで，カーソルを SCPI ID へ動
させます。

201

DM2571 ディジタルマルチメータ
3. ファンクションキーF5を押すかノブを押し，続けてノブまたは+/−キーで SCPIID を選択します。

4. ファンクションキーF5を押すか，またはノブを押して，SCPI ID を決定します。

202

Push

リモートコントロール

USB インタフェースの構成
USB 構成手順

PC 側コネクタ

前面パネル，タイプ A，ホスト

本器側コネクタ

背面パネル，タイプ B，デバイス

USB スピード

2.0 (フルスピード)

1. メニューキー

を押し，さらにを押してインタフェースメニューのページに入ります。

2. カーソルが Interface にある状態でファンクションキーF5を押す
かノブを押し，続けてノブまたは+/−
キーで USB を選択します。

203

DM2571 ディジタルマルチメータ
3. ファンクションキーF5を押す
か，またはノブを押して，USB を決
定します。

Push

4. ファンクションキーF4を何度か押すかまたはノブで，カーソルを
USB−Protocol へ動させます。

5. ファンクションキーF5を押す
かノブを押し，続けてノブまたは“+”“−”キーで USBCDC/USBTMC を選択します。

6. ファンクションキーF5を押す
か，またはノブを押して，USB プロト
コルを決定します。

7. USB ケーブルを背面のコネクタに接続すると通信が可能になります。

204

Push

リモートコントロール

USB プロトコル
概要

背面パネルの USB デバイスポートは，リモートコントロールに使用され，TMC または CDC インターフェイスとして設定できます。
USBCDC:
デバイスドライバを付属 CD または当社ウェブサイトよりダウンロードし，インストールしてください。本器が PC に認識されると，仮想 COM ポートとしてデバイスマネージャに表示されます。
USBTMC:USBTMC の USB ドライバは NI−VISA に含まれています。
コントロールには NI−VISA のライブラリが必要です。

205

DM2571 ディジタルマルチメータ

RS−232C インタフェースの構成
RS232 構成手順

コネクタ

D−sub9 ピン，オス

ボーレート

115200/57600/38400/19200/9600

データビット

8

パリティ

無し

ストップビット1

フロー制御

無し，RTS/CTS，DTR/DSR

1. メニューキー

を押し，さらに

タフェースメニューのページに入ります。

2. カーソルが Interface にある状態でファンク
ションキーF5
を押すかノブを押し，続けてノブまたは+/−キーで RS232 を選択
します。

206

を押してイン

リモートコントロール
3. ファンクションキーF5を押すか，またはノブを押して，RS232 を決定します。

Push

4. ファンクションキーF4を何度か押すかまたはノブで，カーソルを BaudRate へ動させます。

5. ファンクションキーF5を押すかノブを押し，続けてノブまたは+/−キーでボー
レートを選択します。

6. ファンクションキーF5を押すか，またはノブを押して，ボーレートを決定します。

207

DM2571 ディジタルマルチメータ
7. ファンクションキーF4を何度か押すか ま た は ノ ブ で ， カ ー ソ ル を
RS232−FlowCtrl へ動かさせます。

8. ファンクションキーF5を押すかノブを 押 し ， 続 け て ノ ブ ま た は +/− キ ー で
RS232 フロー制御を選択します。

9. ファンクションキーF5を押すか，またはノブを押して，フロー制御を決定します。

208

リモートコントロール
10. ファンクションキーF4を何度か押すか ま た は ノ ブ で ， カ ー ソ ル を RS232:TX
Term − End OfLine へ動させます。

11. ファンクションキーF5を押すかノブを 押 し ， 続 け て ノ ブ ま た は +/− キ ー で
RS232 行末文字(EOL)を選択します。

12. ファンクションキーF5を押すか，またはノブを押して，行末文字(EOL)を決定
します。
Note

GPIB, USBTMC, LAN は，EOL は LF 固定です。

209

DM2571 ディジタルマルチメータ
13. ファンクションキーF4を何度か押すかまたはノブで，カーソルを RS232: TX
Term − Separation へ動させます。

14. ファンクションキーF5を押すかノブを 押 し ， 続 け て ノ ブ ま た は +/− キ ー で
RS232 区切文字を選択します。

15. ファンクションキーF5を押すか，またはノブを押して，区切文字を決定します。

Note

GPIB, USBTMC, LAN は，区切り文字はカンマ固定です。

16. RS−232C ケーブルを背面パネルのコ
ネクタに接続します。

210

リモートコントロール
RS232
ピン配置

No.

入出力

信号名

1

−−−−−−

未使用

2

入力

データ受信(RxD)

3

出力

データ送信(TxD)

4

出力

データ端末レディ(DTR)5−−−−−−

シグナルグランド(SG)6

入力

データセットレディ
(DSR)

7

入力

送信要求(RTS)

8

出力

送信許可(CTS)

9−−−−−−

未使用

12 34 5
6 789

Note

ピン 9 は，製造時使用の制御線ですので接続しないでください。

PC 接続

オプションの PA−001−3395 RS−232C ケーブルを使用した例です。送信（TXD）と受信（RXD）線が，フロー制御線(RTS)と(CTS)が各々クロスリンクされているケーブルを使用します。

211

DM2571 ディジタルマルチメータ

フロー制御
説明

FlowCtrl 設定では，ハードウェアハンドシェイクの設定をすることができます。

EOL キャラクタの設定
説明

TXTERM 設定メニューでは，応答メッセージ用の行末文字（EOL）を設定することができます。この設定は，USBCDC にも適用されます。PC から送るリモートコマンドの行末文字は，
CR+LF, LF+CR, CR, LF のいずれでも受け付けられます。
EOL

Note

CR+LF, LF+CR, CR, LF(初期値=CR+LF)

GPIB,USBTMC,LAN は，EOL は LF 固定です。

区切り文字の設定
説明

TXTERM 設定メニューでは，応答メッセージ用の区切り文字を設定することができます。この設定は，USBCDC にも適用され
ます。

Note

GPIB,USBTMC,LAN は，区切り文字はカンマ固定です。

212

リモートコントロール

GPIB インタフェースカードの挿入(オプション)
GPIB インタフェースカードは，パネル(金属部分)を持って装着してください。プリント基
板や電子部品を触ると，静電気のため故障する恐れがあります。静電気対策用リスト
ストラップなどを使用することを推奨します。
電源オフ

電源をオフし電源コードを外します。

カバー取り外し

背面パネルにあるオプションカバーのネジを外します。ネジは，再度使用します。

GPIB の挿入

GPIB インタフェースカードをオプションスロットへ挿入しネジ止
めします。

電源オン

電源コードを挿入し電源をオンします。

213

DM2571 ディジタルマルチメータ

GPIB インタフェースの設定
GPIB 設定
手順

コネクタ

24 ピン，メス

アドレス

0−30(初期値 15)

1. メニューキーを押し，さらにを押して，インタフェースメニューのページに入ります。

2. カーソルが Interface にある状態でファンク
ションキーF5
を押すかノブを押し，続けてノブまたは+/−キーで GPIB を選択します。
GPIB カードが挿入されていない場合は，GPIB は表示されません。

3. ファンクションキーF5を押すか，またはノブを押して，設定を決定します。

214

Push

リモートコントロール
4. ファンクションキーF4を何度か押すか ま た は ノ ブ で ， カ ー ソ ル を
GPIB−Address へ動させます。

5. ファンクションキーF5を押すかノブを押し，続けてノブまたは+/−キー及び数値キーを使用して，アドレスを設定します。

6. ファンクションキーF5を押すか，またはノブを押して，設定を決定します。

Push

7. 背面パネルの GPIB コネクタへ
GPIB ケ ー ブ ル を 接 続 す る とGPIB 通信が可能になります。

215

DM2571 ディジタルマルチメータ
GPIB ピン配置

216

No. 信号

No. 信号

1

Data I/O 1

13 Data I/O 5

2

Data I/O 2

14 Data I/O 6

3

Data I/O 3

15 Data I/O 7

4

Data I/O 4

16 Data I/O 8

5

EOI

17 REN

6DAV

18 Ground (DAV)

7

NRFD

19 Ground (NRFD)

8

NDAC

20 Ground (NDAC)

9IFC

21 Ground (IFC)

10 SRQ

22 Ground (SRQ)

11 ATN

23 Ground (ATN)

12 SHIELD
Ground24 Signal GND

1

13

12

24

リモートコントロール

Ethernet(LAN)インタフェースの起動
スピード
Ethernet(LAN)の起動

1. メニューキー

10BaseT/100BaseTx
を押し，さらにを押してインタフェースメニューのページに入ります。

2. カーソルが Interface の位置で，ファンクションキーF5を押すかノブを押し，続けてノブまたは+/−キー
で LAN を選択します。

3. ファンクションキーF5を押す
か，またはノブを押して，設定を決定
します。

Push

4. LAN ケーブルを背面のポートに接続
します。

217

DM2571 ディジタルマルチメータ

LAN の再起動
再起動は，新しい設定がされた時 Ethernet(LAN)設定をリセットする為に行います。
次のメッセージが表示された場合，再起動(電源の再投入)の必要があります。
“Need reboot to change the config”
Note

218

リモートコントロール

DHCP の設定
概要

DHCP の設定

本器は，IP アドレスやその他の設定パラメータが自動的に割り当てられるように DHCP をサポートしています。
DHCP サーバーのある環境で使用してください。
1. メニューキー

を押し，さらにを押して LAN

セットアップメニューのページに入ります。

2. カーソルが DHCP の位置で，ファンクションキーF5
を押すかノブを押し，続けてノブまたは+/−キーでON/OFF を選択します。

3. ファンクションキーF5を押す
か，またはノブを押して，設定を決定
します。

Push

219

DM2571 ディジタルマルチメータ

IP アドレスの設定
概要

IP アドレス，サブネットマスク，ゲートウェイ，DNS1，DNS2 のマニュアル設定手順を示します。

Note

IP アドレスの編集は，DHCP が OFF の時のみ可能となります。

IP アドレスの設定

1. メニューキー

を押し，さらにセットアップメニューのページに入ります。

2. ファンクションキーF4を何度か押すかまたはノブで，IP アドレス上でカーソ
ルを移動させます。

220

を押して LAN

リモートコントロール
3. 左右の矢印キー</>でカーソルを移動し，続けてノブか+/−キーでアドレス数値を設定します。またはカーソルが移動した時
点で，直接数値キーで値を入力します。

4. ファンクションキーF5を押すか，
またはノブを押して値を決定するとカーソ
ルは次へ移動します。

Push

5. 手順３と 4 を繰り返し，他の値も設定します。
Note

サブネットの設定

IP アドレスは 4 つのグループに分割されています。
IP1:IP2:IP3:IP4
6. ファンクションキーF4を何度か押すかまたはノブで，カーソルをサブネットへ
移動させます。

221

DM2571 ディジタルマルチメータ
7. 左右の矢印キー</>でカーソルを移動し，続けてノブか+/−キーでサブネットの数値を設定します。またはカーソルが移動した時点で，直接数値キーで値を入力します。

8. ファンクションキーF5を押すか，
またはノブを押して値を決定するとカーソ
ルは次へ移動します。

Push

9. 手順 7 と 8 繰り返し，他の値も設定します。
Note

ゲートウェイの設定

222

サブネットは 4 つのグループに分割されています。
S1:S2:S3:S4
10. ファンクションキーF4を何度か押すかまたはノブで，カーソルをゲートウェイ
へ移動させます。

リモートコントロール
11. 左右の矢印キー</>でカーソルを移動し，続けてノブか+/−キーでゲートウェイの数値を設定します。またはカーソルが移動した時点で，直接数値キーで値を入力します。

12. ファンクションキーF5を押すか，
またはノブを押して値を決定するとカーソ
ルは次へ移動します。

Push

13. 手順１１と１２を繰り返し，他の値も設定します。
Note

ゲートウェイは 4 つのグループに分割されています。
G1:G2:G3:G4

223

DM2571 ディジタルマルチメータ
DNS1 の設定

14. ファンクションキーF4を何度か押すか，またはノブでカーソルを DNS1 へ移動させます。

15. 左右の矢印キー</>でカーソルを移動し，続けてノブか+/−キーで DNS1 の数値を設定します。またはカーソルが移動した時点で，直接数値キーで値を入力します。

16. ファンクションキーF5を押すか，
またはノブを押して値を決定するとカーソ
ルは次へ移動します。

Push

17. 手順 15 と 16 を繰り返し，他の値も設定します。
Note

224

DNS1 は 4 つのグループに分割されています。
D11:D12:D13:D14

リモートコントロール
DNS2 の設定

18. ファンクションキーF4を何度か押すか，またはノブでカーソルを DNS2 へ移動させます。

19. 左右の矢印キー</>でカーソルを移動し，続けてノブか+/−キーで DNS2 の数値を設定します。またはカーソルが移動した時点で，直接数値キーで値を入力します。

20. ファンクションキーF5を押すか，
またはノブを押して値を決定するとカーソ
ルは次へ移動します。

Push

21. 手順 19 と 20 を繰り返し，他の値も設定します。
Note

DNS2 は 4 つのグループに分割されています。
D21:D22:D23:D24

225

DM2571 ディジタルマルチメータ

イーサネットプロトコルの設定
概要
Web の設定

本器は３つのイーサネットプロトコルをサポートしています。
Web ブラウザ，Telnet，TCP(Socket)
1. メニューキー

を押し，さらに

LAN セットアップメニューのページに入ります。

2. ファンクションキーF4を何度か押すかまたはノブで，カーソルを Web へ移動させます。

226

を押してリモートコントロール
3. カーソルが Web の位置で，ファンクション
キーF5
を押すかノブを押し，続けてノブまたは+/−キーで ON/OFF を選択します。

4. ファンクションキーF5を押すか，ONまたはノブを押して，Web
を決定しま
す。

Push

227

DM2571 ディジタルマルチメータ
Telnet の設定

5. ファンクションキーF4を何度か押すかまたはノブで，カーソルを Telnet へ移動させます。

6. カーソルが Telnet の位置で，ファンクショ
ンキーF5
を押すかノブを押し，続けてノブまたは+/−キーで ON/OFF を選択します。

7. ファンクションキーF5を押すか，
またはノブを押して，TelnetON を決定し
ます。

228

Push

リモートコントロール
TelnetPort の設定

8. ファンクションキーF4を何度か押すかまたはノブで，カーソルを TelnetPort
へ移動させます。

9. 左右の矢印キー</>でカーソルを移動し，続けてノブか+/−キーで TelnetPort を設定します。またはカーソルが移動した時点
で，直接数値キーで値を入力します。

10. ファンクションキーF5を押すか，
またはノブを押して値を決定します。

設定範囲

Push

1024~65535(Default = 3000)

229

DM2571 ディジタルマルチメータ
TelnetECHO の設定

11. ファンクションキーF4を何度か押すかまたはノブで，カーソルを
TelnetECHO へ移動させます。

12. カーソルが TelnetECHO の位置で，ファンクションキーF5
を押すかノブを
押 し ， 続 け て ノ ブ ま た は +/− キ ー で
ON/OFF を選択します。

13. ファンクションキーF5を押すか，
またはノブを押して，設定を決定します。

230

Push

リモートコントロール
TCP(Socket)の設定 14. ファンクションキーF4を何度か押すか，またはノブでカーソルを TCP へ移動させます。

15. カーソルが TCP の位置で，ファンクション
キーF5
を押すかノブを押し，続けてノブまたは+/−キーで ON/OFF を選択します。

16. ファンクションキーF5を押すか，
またはノブを押して，TCPON を決定しま
す。

Push

231

DM2571 ディジタルマルチメータ
TCP Port の設定

17. ファンクションキーF4を何度か押すか，またはノブでカーソルを TCPPortへ移動させます。

18. 左右の矢印キー</>でカーソルを移動し，続けてノブか+/−キーで TCPPort を設定します。またはカーソルが移動した時点
で，直接数値キーで値を入力します。

設定範囲1024~65535(Default = 3001)

19. ファンクションキーF5を押すか，
またはノブを押して値を決定します。

232

Push

リモートコントロール

リモートターミナルセッション(Telnet/TCP(Socket))
操作手順

1. Ethernet ポートを有効にします。
2. PC 側で Telnet/TCP(Socket)をサポートするアプリケーショ
ンを開き，本器の IP アドレスとポート番号を入力します。
3. 必要に応じてパスワードを入力します。
4. 次のクエリを送信します*idn?
本器はクエリコマンド*IDN?を受け取ると，製造者名，モデ
ル番号，シリアル番号およびシステムファームウェアのバージョンナンバーを返します。
>NF Corporation,DM2571,1234567,M0.69B_S0.25B

233

DM2571 ディジタルマルチメータ

Web コントロールインタフェース
Web コントロールインタフェースは，Ethernet（LAN）でアクセスが可能です。Java 対
応の Web ブラウザを使用して，LAN 経由でのリモート制御が可能となります。
Web ブラウザからは，パラメータの設定変更，リモート操作及び本器をモニタをすることができます。
Telnet および TCP パラメータは，Web コントロールインタフェースを使用して編集することもできます。これにより，ハイパーターミナルまたは Telnet などを使用して，測定値の読み取り，設定の制御等リモートコントロールで使用されるコマンドを使用するプ
ログラムの実行が可能です。
Web コントロールインタフェースを使用する前に ，あらかじめご使用の PC が
JavaScript が有効であることを確認してください。
１. 接続

1. 本器のインタフェースを LAN に設定し LAN に接続します。
2. ウェブブラウザのアドレス欄に本器の IP アドレスを入力します。
3. Web コントロールの Welcome ページが表示されます。

DM2571 Welcome Page

234

リモートコントロール
2. Web コントロール 1. アイコンをクリックし，Web コントロールを開始します。
2. コントロールページが表示され，パスワードの入力を求める
ダイアログボックスが表示されます。前回のパスワードが有効になっている場合は，パスワード（パスワード初期値：
12345678）を入力してください。

2−1
設定

3. 基本操作・測定値読み取り等設定を 変更した場合は ，Apply キーを押して，変更内容を有効にします。

235

DM2571 ディジタルマルチメータ
2−2
コマンド制御4. コマンド入力による，リモート制御が可能です。

２−３
保存/呼び出し5. 設定状態の保存が可能です。

236

リモートコントロール
2−4
ディスプレイ

6. 本コントロールでは，マルチメータの表示モードを利用することができます。表示を変えるには，表示モードを選択し「Apply」ボタンを押し，続けて「GetPicture」ボタンを押します。

237

DM2571 ディジタルマルチメータ
3. View&Modify

現在の Ethernet の設定を確認・変更することができます。
1. アイコンをクリックし，コントロールを開始します。
2. 現在の設定状況が表示されます。

238

リモートコントロール
このページでは次の操作を行うことができます。
•

Miscellaneous Settings：
IP アドレス，MAC アドレス等機器情報を表示します。

•

IP Address Settings：
IP アドレスを DHCP または静的に設定します。

•

General Configuration Settings
TCP，Telnet のポート番号等の情報を表示・更新します。

•

Password Modify：
ウェブパスワードの変更を行います。

•

Restore Factory Defaults：
イーサネットの設定を工場出荷時の状態に戻します。
DMM Reset：
イーサネットの設定を変更し，再起動が必要となった時に再起動を行います。

•

239

DM2571 ディジタルマルチメータ

コマンド構文
適合規格

コマンド構造IEEE488.2

部分互換

SCPI, 1994

部分互換

SCPI コ マ ン ド (Standard Commands for Programmable
Instruments)は，ノードに組織された階層的なツリー構造に基づいています。コマンドツリーの各レベルは，ノードです。SCPI コマンドの各
キーワードは，コマンドツリー各ノードを意味します。SCPI コマンドの各キーワード（ノード）は，コロン（：）で区切られています。
下の図の例は，SCPI コマンドのサブ構成です。
CONFigure
CONFigure:VOLTage:DC

:DC

コマンドの
種類

:VOLTage

:AC

:DCAC

いくつかの異なった計測用コマンドと，クエリがあります。コマンドは，
指示やデータを機器に送り，クエリは機器から，データや，ステータス
情報を受け取ります。
コマンドの種類
単一パラメータを含む又は含まない単一コマンド(例) CONFigure:VOLTage:DC

クエリ

クエリは，単一または組合せコマンドに続けて疑問符（?）を付けたコマンドです。パラメータ（データ）が返されます。
(例) CONFigure:RANGe?

240

リモートコントロール
コマンド形式コマンドとクエリには，long と short という 2 つの異なる形式があります。コマンド構文は，短い形式のコマンドを大文字で，残りを長い形式
で小文字で記述します。
コマンドは，短い形式または長い形式が完全である限り，大文字または小文字のどちらでも書き込むことができます。不完全なコマンドは認識されません。
以下は正しく書かれたコマンドの例です。
Long

CONFigure:DIODeCONFIGURE:DIODE
Configure:diode

Short

CONF:DIOD
conf:diod

角括弧

角括弧を含むコマンドは，内容が省略可能であることを示しています。以下に示すようにコマンドの機能は角括弧で囲まれた項目の有
無に関係なく同じです。
例えば，クエリの場合は次のようになります。
[SENSe:]UNIT?
SENSe:UNIT?
UNIT?

コマンド
フォーマット

これらは両方とも有効な形式です

CONFigure:VOLTage:DC

1. コマンドヘッダ
2. スペース

2

1

共通
パラメータ

500
3

3. パラメータ 1

形式

説明

例

<Boolean>

ブール値

0, 1

<NR1>

整数

0, 1, 2, 3<NR2>

実数（固定小数点）0.1, 3.14, 8.5<NR3>

実数（浮動小数点）4.5e−1, 8.25e+1<NRf>

NR1, 2, 3 のいずれか

1, 1.5, 4.5e−1[MIN]（オプション
パラメータ）

コマンドのパラメータとして，数値の代わりに”MIN”を最小値として使用することができます。
クエリでは，最小値が返されます。

241

DM2571 ディジタルマルチメータ[MAX]（オプション
パラメータ）

コマンドのパラメータとして，数値の代わりに”MAX”を最大値として使用することができます。

DEF

コマンドのパラメータとして，初期パラメータに設定する際に数値の代わりに使用することができます。

クエリでは，最大値が返されます。

クエリでは，初期値が返されます。
パラメータ範囲
自動選択

本器は，自動的に使用可能な次の値にコマンドパラメータを変換します。
例

conf:volt:dc 3
この場合，DCV を 10V レンジに設定します。本
器には DCV3V レンジが存在しない為，次の10V レンジへの設定となります。

メッセージターミネータ(EOL)

CR+LF，LF，CR，LF+CR

メッセージセパレータ

EOL またはセミコロン(；)

コマンド文字列の終わりを示します。

複数のコマンドを区切る場合は，セミコロンを使
用します。

242

リモートコントロール

コマンドセット
ABORt ............................................................................................ 258
FETCh[X]? ...................................................................................... 258
INITiate[:IMMediate] ....................................................................... 259
R? [<reading_number>] ................................................................. 260
READ?............................................................................................ 260
VAL? ............................................................................................... 261
VAL1? ............................................................................................. 261
VAL2? ............................................................................................. 261
ROUTe:TERMinate? ....................................................................... 261
TIME:SYNC:SERVer ...................................................................... 261
TIME:SYNC:SERVer? .................................................................... 261
CALCulate:CLEar[:IMMediate] ....................................................... 262
CALCulate:DATA? .......................................................................... 262
CALCulate:FUNCtion ..................................................................... 262
CALCulate:FUNCtion? ................................................................... 262
CALCulate:HOLD:REFerence ........................................................ 262
CALCulate:HOLD:REFerence? ...................................................... 262
CALCulate:STATe ........................................................................... 262
CALCulate:STATe? ......................................................................... 262
CALCulate:AVERage:ALL? ............................................................ 262
CALCulate:AVERage:AVERage? ................................................... 263
CALCulate:AVERage:CLEar[:IMMediate] ...................................... 263
CALCulate:AVERage:COUNt? ....................................................... 263
CALCulate:AVERage:MAXimum? .................................................. 263
CALCulate:AVERage:MINimum? ................................................... 263
CALCulate:AVERage:PTPeak?...................................................... 263
CALCulate:AVERage:SDEViation? ................................................ 263
CALCulate:AVERage[:STATe] ........................................................ 263
CALCulate:AVERage[:STATe]? ...................................................... 263
CALCulate:LIMit:CLEar[:IMMediate] .............................................. 263
CALCulate:LIMit:BEEPer:MODE ................................................... 264
CALCulate:LIMit:BEEPer:MODE? ................................................. 264
CALCulate:LIMit:DATA? ................................................................. 264
CALCulate:LIMit:LOWer[:DATA] ..................................................... 264
CALCulate:LIMit:LOWer[:DATA]? ................................................... 264

243

DM2571 ディジタルマルチメータ
CALCulate:LIMit:UPPer[:DATA] ...................................................... 264
CALCulate:LIMit:UPPer[:DATA]? .................................................... 264
CALCulate:LIMit[:STATe] ................................................................ 264
CALCulate:LIMit[:STATe]? .............................................................. 264
CALCulate:DB:REFerence ............................................................. 265
CALCulate:DB:REFerence? ........................................................... 265
CALCulate:DB:REFerence:METHod .............................................. 265
CALCulate:DB:REFerence:METHod? ............................................ 265
CALCulate:DBM:REFerence .......................................................... 265
CALCulate:DBM:REFerence? ........................................................ 265
CALCulate:SCALe:REFerence:AUTO............................................ 265
CALCulate:SCALe:REFerence:AUTO?.......................................... 265
CALCulate:MATH:MMFactor .......................................................... 266
CALCulate:MATH:MMFactor? ........................................................ 266
CALCulate:MATH:MBFactor ........................................................... 266
CALCulate:MATH:MBFactor? ......................................................... 266
CALCulate:MATH:PERCent ........................................................... 266
CALCulate:MATH:PERCent? ......................................................... 266
CALCulate:TCHart[:STATe] ............................................................ 266
CALCulate:TCHart [:STATe]? ......................................................... 266
CALCulate:TRANsform:HISTogram[:STATe] .................................. 266
CALCulate:TRANsform:HISTogram[:STATe]? ................................ 267
CALCulate:TRANsform:HISTogram:ALL? ...................................... 267
CALCulate:TRANsform:HISTogram:CLEar[:IMMediate] ................ 267
CALCulate:TRANsform:HISTogram:COUNt? ................................. 267
CALCulate:TRANsform:HISTogram:DATA? ................................... 267
CALCulate:TRANsform:HISTogram:POINts ................................... 267
CALCulate:TRANsform:HISTogram:POINts? ................................. 268
CALCulate:TRANsform:HISTogram:RANGe:AUTO ....................... 268
CALCulate:TRANsform:HISTogram:RANGe:AUTO? ..................... 268
CALCulate:TRANsform:HISTogram:RANGe:LOWer ..................... 268
CALCulate:TRANsform:HISTogram:RANGe:LOWer? ................... 268
CALCulate:TRANsform:HISTogram:RANGe:UPPer ...................... 268
CALCulate:TRANsform:HISTogram:RANGe:UPPer? .................... 268
CALCulate:TRANsform:HISTogram[:STATe] .................................. 268
CALCulate:TRANsform:HISTogram[:STATe]? ................................ 268
CONFigure? .................................................................................... 269
CONFigure[:VOLTage]:DC ............................................................. 269

244

リモートコントロール
CONFigure[:VOLTage][:DC]:RATio................................................. 269
CONFigure[:VOLTage]:AC ............................................................. 269
CONFigure:CURRent[:DC] ............................................................. 270
CONFigure:CURRent:AC ............................................................... 270
CONFigure:RESistance ................................................................. 270
CONFigure:FRESistance ............................................................... 270
CONFigure:FREQuency ................................................................. 271
CONFigure:PERiod ........................................................................ 271
CONFigure:CAPacitance ............................................................... 271
CONFigure:CONTinuity .................................................................. 271
CONFigure:DIODe ......................................................................... 271
CONFigure:TEMPerature ............................................................... 271
CONFigure2[:VOLTage]:DC ........................................................... 272
CONFigure2[:VOLTage]:AC ........................................................... 272
CONFigure2:CURRent[:DC]........................................................... 272
CONFigure2:CURRent:AC ............................................................. 272
CONFigure2:FREQuency............................................................... 273
CONFigure2:PERiod ...................................................................... 273
CONFigure2:OFF ........................................................................... 273
DATA[X]:LAST? .............................................................................. 274
DATA:POINts? ................................................................................ 274
DATA:POINts:EVENt:THReshold ................................................... 274
DATA:POINts:EVENt:THReshold? ................................................. 274
DATA:REMove? <reading_number>,[WAIT] .................................. 275
DIGital:INTerface:MODE ................................................................ 276
DIGital:INTerface:MODE? .............................................................. 276
DIGital:INTerface:DATA:OUTPut .................................................... 276
DIGital:INTerface:DATA:SETup ...................................................... 276
DISPlay[:STATe] ............................................................................. 277
DISPlay[:STATe]? ........................................................................... 277
DISPlay:TEXT:CLEar ..................................................................... 277
DISPlay:TEXT[:DATA] .................................................................... 277
DISPlay:TEXT:[:DATA]?.................................................................. 277
DISPlay:VIEW ................................................................................ 277
DISPlay:VIEW? .............................................................................. 277
MEASure[:VOLTage]:DC? .............................................................. 278
MEASure[:VOLTage][:DC]:RATio? ................................................. 278
MEASure[:VOLTage]:AC? .............................................................. 278

245

DM2571 ディジタルマルチメータ
MEASure:CURRent[:DC]? .............................................................. 279
MEASure:CURRent:AC? ................................................................ 279
MEASure:RESistance?................................................................... 279
MEASure:FRESistance? ................................................................ 280
MEASure:FREQuency? .................................................................. 280
MEASure:PERiod? ......................................................................... 280
MEASure:CAPacitance................................................................... 280
MEASure:CONTinuity? ................................................................... 280
MEASure:DIODe? .......................................................................... 280
MEASure:TEMPerature? ................................................................ 281
MEASure2[:VOLTage]:DC? ............................................................ 282
MEASure2[:VOLTage]:AC? ............................................................ 282
MEASure2:CURRent[:DC]? ............................................................ 282
MEASure2:CURRent:AC? .............................................................. 282
MEASure2:FREQuency? ................................................................ 283
MEASure2:PERiod? ....................................................................... 283[SENSe:]FUNCtion[X] ..................................................................... 284[SENSe:]FUNCtion[X]? ................................................................... 284[SENSe:]DATA? .............................................................................. 284[SENSe:]DIGital:SHIFt .................................................................... 284[SENSe:]DIGital:SHIFt? .................................................................. 284[SENSe:]UNIT ................................................................................. 284[SENSe:]UNIT?............................................................................... 284[SENSe:]AVERage:COUNt[X] ........................................................ 285[SENSe:]AVERage:COUNt[X]? ...................................................... 285[SENSe:]AVERage:STATe[X].......................................................... 285[SENSe:]AVERage:STATe[X]?........................................................ 285[SENSe:]AVERage:TCONtrol[X] ..................................................... 285[SENSe:]AVERage:TCONtrol[X]? ................................................... 285[SENSe:]AVERage:WINDow[X] ...................................................... 286[SENSe:]AVERage:WINDow[X]? .................................................... 286[SENSe:]AVERage:WINDow:METHod[X] ...................................... 286[SENSe:]AVERage:WINDow:METHod[X]? .................................... 286[SENSe:]CAPacitance:CABLe:CALibratoin .................................... 287[SENSe:]CAPacitance:RANGe ....................................................... 287[SENSe:]CAPacitance:RANGe? ..................................................... 287[SENSe:]CAPacitance:RANGe:AUTO ............................................ 287[SENSe:]CAPacitance:RANGe:AUTO? .......................................... 287

246

リモートコントロール[SENSe:]CONTinuity:NPLCycles ................................................... 288[SENSe:]CONTinuity:NPLCycles? ................................................. 288[SENSe:]CONTinuity:RESolution ................................................... 288[SENSe:]CONTinuity:RESolution? ................................................. 288[SENSe:]CONTinuity:THReshold ................................................... 288[SENSe:]CONTinuity:THReshold? ................................................. 288[SENSe:]CONTinuity:TRIGger:DELay ........................................... 288[SENSe:]CONTinuity:TRIGger:DELay? ......................................... 288[SENSe:]CONTinuity:ZERO:AUTO ................................................ 289[SENSe:]CONTinuity:ZERO:AUTO? .............................................. 289[SENSe:]DIODe:NPLCycles ........................................................... 290[SENSe:]DIODe:NPLCycles? ......................................................... 290[SENSe:]DIODe:RESolution........................................................... 290[SENSe:]DIODe:RESolution?......................................................... 290[SENSe:]DIODe:TRIGger:DELay ................................................... 290[SENSe:]DIODe:TRIGger:DELay? ................................................. 290[SENSe:]DIODe:ZERO:AUTO........................................................ 290[SENSe:]DIODe:ZERO:AUTO?...................................................... 290[SENSe:]VOLTage[:DC]:IMPedance:AUTO ................................... 291[SENSe:]VOLTage[:DC]:IMPedance:AUTO? ................................. 291[SENSe:]VOLTage[:DC]:NPLCycles ............................................... 291[SENSe:]VOLTage[:DC]:NPLCycles? ............................................. 291[SENSe:]VOLTage[:DC]:NULL[:STATe] .......................................... 291[SENSe:]VOLTage[:DC]:NULL[:STATe]? ........................................ 291[SENSe:]VOLTage[:DC]:NULL:VALue ............................................ 291[SENSe:]VOLTage[:DC]:NULL:VALue? .......................................... 291[SENSe:]VOLTage[:DC]:NULL:VALue:AUTO ................................. 292[SENSe:]VOLTage[:DC]:NULL:VALue:AUTO? ............................... 292[SENSe:]VOLTage[:DC]:RANGe .................................................... 292[SENSe:]VOLTage[:DC]:RANGe? .................................................. 292[SENSe:]VOLTage[:DC]:RANGe:AUTO ......................................... 292[SENSe:]VOLTage[:DC:]RANGe:AUTO? ....................................... 292[SENSe:]VOLTage[:DC]:RESolution............................................... 292[SENSe:]VOLTage[:DC]:RESolution? ............................................ 292[SENSe:]VOLTage[:DC]:TRIGger:DELay ....................................... 293[SENSe:]VOLTage[:DC]:TRIGger:DELay? ..................................... 293[SENSe:]VOLTage[:DC]:ZERO:AUTO............................................ 293[SENSe:]VOLTage[:DC]:ZERO:AUTO?.......................................... 293

247

DM2571 ディジタルマルチメータ[SENSe:]VOLTage:AC:BANDwidth ................................................. 293[SENSe:]VOLTage:AC:BANDwidth? ............................................... 293[SENSe:]VOLTage:AC:NULL[:STATe] ............................................ 293[SENSe:]VOLTage:AC:NULL[:STATe]? .......................................... 293[SENSe:]VOLTage:AC:NULL:VALue .............................................. 293[SENSe:]VOLTage:AC:NULL:VALue? ............................................ 294[SENSe:]VOLTage:AC:NULL:VALue:AUTO ................................... 294[SENSe:]VOLTage:AC:NULL:VALue:AUTO? ................................. 294[SENSe:]VOLTage:AC:RANGe ....................................................... 294[SENSe:]VOLTage:AC:RANGe? ..................................................... 294[SENSe:]VOLTage:AC:RANGe:AUTO ............................................ 294[SENSe:]VOLTage:AC:RANGe:AUTO? .......................................... 294[SENSe:]VOLTage:AC:TRIGger:DELay ......................................... 294[SENSe:]VOLTage:AC:TRIGger:DELay? ....................................... 294[SENSe:]CURRent[:DC]:NPLCycles .............................................. 295[SENSe:]CURRent[:DC]:NPLCycles? ............................................ 295[SENSe:]CURRent[:DC]:NULL[:STATe].......................................... 295[SENSe:]CURRent[:DC]:NULL[:STATe]?........................................ 295[SENSe:]CURRent[:DC]:NULL:VALue ........................................... 295[SENSe:]CURRent[:DC]:NULL:VALue? ......................................... 295[SENSe:]CURRent[:DC]:NULL:VALue:AUTO ................................ 295[SENSe:]CURRent[:DC]:NULL:VALueAUTO? ............................... 296[SENSe:]CURRent[:DC]:RANGe .................................................... 296[SENSe:]CURRent[:DC]:RANGe? .................................................. 296[SENSe:]CURRent[:DC]:RANGe:AUTO ......................................... 296[SENSe:]CURRent[:DC]:RANGe:AUTO? ....................................... 296[SENSe:]CURRent[:DC]:RESolution .............................................. 296[SENSe:]CURRent[:DC]:RESolution? ............................................ 296[SENSe:]CURRent[:DC]:TERMinals............................................... 296[SENSe:]CURRent[:DC]:TERMinals?............................................. 296[SENSe:]CURRent[:DC]:TRIGger:DELay ...................................... 297[SENSe:]CURRent[:DC]:TRIGger:DELay? .................................... 297[SENSe:]CURRent[:DC]:ZERO:AUTO ........................................... 297[SENSe:]CURRent[:DC]:ZERO:AUTO? ......................................... 297[SENSe:]CURRent:AC:BANDwidth ................................................ 297[SENSe:]CURRent:AC:BANDwidth? .............................................. 297[SENSe:]CURRent:AC:NULL[:STATe] ............................................ 297[SENSe:]CURRent:AC:NULL[:STATe]? .......................................... 297

248

リモートコントロール[SENSe:]CURRent:AC:NULL:VALue ............................................. 297[SENSe:]CURRent:AC:NULL:VALue? ........................................... 298[SENSe:]CURRent:AC:NULL:VALue:AUTO .................................. 298[SENSe:]CURRent:AC:NULL:VALue:AUTO? ................................ 298[SENSe:]CURRent:AC:RANGe ...................................................... 298[SENSe:]CURRent:AC:RANGe? .................................................... 298[SENSe:]CURRent:AC:RANGe:AUTO ........................................... 298[SENSe:]CURRent:AC:RANGe:AUTO? ......................................... 298[SENSe:]CURRent:AC:TERMinals ................................................ 298[SENSe:]CURRent:AC:TERMinals? .............................................. 298[SENSe:]CURRent:AC:TRIGger:DELay ........................................ 299[SENSe:]CURRent:AC:TRIGger:DELay? ...................................... 299[SENSe:]RESistance:NPLCycles ................................................... 300[SENSe:]RESistance:NPLCycles? ................................................. 300[SENSe:]RESistance:NULL[:STATe] .............................................. 300[SENSe:]RESistance:NULL[:STATe]? ............................................ 300[SENSe:]RESistance:NULL:VALue ................................................ 300[SENSe:]RESistance:NULL:VALue? .............................................. 300[SENSe:]RESistance:NULL:VALue:AUTO ..................................... 300[SENSe:]RESistance:NULL:VALue:AUTO? ................................... 301[SENSe:]RESistance:RANGe ........................................................ 301[SENSe:]RESistance:RANGe? ...................................................... 301[SENSe:]RESistance:RANGe:AUTO ............................................. 301[SENSe:]RESistance:RANGe:AUTO? ........................................... 301[SENSe:]RESistance:RESolution ................................................... 301[SENSe:]RESistance:RESolution? ................................................. 301[SENSe:]RESistance:TRIGger:DELay ........................................... 301[SENSe:]RESistance:TRIGger:DELay? ......................................... 301[SENSe:]RESistance:ZERO:AUTO ................................................ 302[SENSe:]RESistance:ZERO:AUTO? .............................................. 302[SENSe:]FRESistance:NPLCycles ................................................. 302[SENSe:]FRESistance:NPLCycles? ............................................... 302[SENSe:]FRESistance:NULL[:STATe] ............................................ 302[SENSe:]FRESistance:NULL[:STATe]? .......................................... 302[SENSe:]FRESistance:NULL:VALue .............................................. 302[SENSe:]FRESistance:NULL:VALue? ............................................ 302[SENSe:]FRESistance:NULL:VALue:AUTO ................................... 303[SENSe:]FRESistance:NULL:VALue:AUTO? ................................. 303

249

DM2571 ディジタルマルチメータ[SENSe:]FRESistance:RANGe ...................................................... 303[SENSe:]FRESistance:RANGe? .................................................... 303[SENSe:]FRESistance:RANGe:AUTO ........................................... 303[SENSe:]FRESistance:RANGe:AUTO? ......................................... 303[SENSe:]FRESistance:RESolution ................................................. 303[SENSe:]FRESistance:RESolution? ............................................... 303[SENSe:]FRESistance:TRIGger:DELay ......................................... 304[SENSe:]FRESistance:TRIGger:DELay? ....................................... 304[SENSe:]FRESistance:ZERO:AUTO .............................................. 304[SENSe:]FRESistance:ZERO:AUTO? ............................................ 304[SENSe:]FREQuency:APERture .................................................... 305[SENSe:]FREQuency:APERture? .................................................. 305[SENSe:]FREQuency:CURRent:RANGe ....................................... 305[SENSe:]FREQuency:CURRent:RANGe? ..................................... 305[SENSe:]FREQuency:CURRent:RANGe:AUTO ............................ 305[SENSe:]FREQuency:CURRent:RANGe:AUTO? .......................... 305[SENSe:]FREQuency:INPutjack ..................................................... 305[SENSe:]FREQuency:INPutjack? ................................................... 305[SENSe:]FREQuency:NULL[:STATe] .............................................. 306[SENSe:]FREQuency:NULL[:STATe]? ............................................ 306[SENSe:]FREQuency:NULL:VALue ............................................... 306[SENSe:]FREQuency:NULL:VALue? ............................................. 306[SENSe:]FREQuency:NULL:VALue:AUTO .................................... 306[SENSe:]FREQuency:NULL:VALue:AUTO? .................................. 306[SENSe:]FREQuency:TIMeout:AUTO ............................................ 306[SENSe:]FREQuency:TIMeout:AUTO? .......................................... 306[SENSe:]FREQuency:TRIGger:DELay .......................................... 307[SENSe:]FREQuency:TRIGger:DELay? ........................................ 307[SENSe:]FREQuency:VOLTage:RANGe ........................................ 307[SENSe:]FREQuency:VOLTage:RANGe? ...................................... 307[SENSe:]FREQuency:VOLTage:RANGe:AUTO ............................. 307[SENSe:]FREQuency:VOLTage:RANGe:AUTO? ........................... 307[SENSe:]PERiod:APERture ............................................................ 307[SENSe:]PERiod:APERture? .......................................................... 307[SENSe:]PERiod:CURRent:RANGe ............................................... 307[SENSe:]PERiod:CURRent:RANGe? ............................................. 308[SENSe:]PERiod:CURRent:RANGe:AUTO .................................... 308[SENSe:]PERiod:CURRent:RANGe:AUTO? .................................. 308

250

リモートコントロール[SENSe:]PERiod:INPutjack ............................................................ 308[SENSe:]PERiod:INPutjack? .......................................................... 308[SENSe:]PERiod:NULL[:STATe] ..................................................... 308[SENSe:]PERiod:NULL[:STATe]? ................................................... 308[SENSe:]PERiod:NULL:VALue ....................................................... 308[SENSe:]PERiod:NULL:VALue?..................................................... 308[SENSe:]PERiod:NULL:VALue:AUTO............................................ 309[SENSe:]PERiod:NULL:VALue:AUTO?.......................................... 309[SENSe:]PERiod:TIMeout:AUTO ................................................... 309[SENSe:]PERiod:TIMeout:AUTO? ................................................. 309[SENSe:]PERiod:TRIGger:DELay .................................................. 309[SENSe:]PERiod:TRIGger:DELay? ................................................ 309[SENSe:]PERiod:VOLTage:RANGe ............................................... 309[SENSe:]PERiod:VOLTage:RANGe? ............................................. 309[SENSe:]PERiod:VOLTage:RANGe:AUTO .................................... 310[SENSe:]PERiod:VOLTage:RANGe:AUTO? .................................. 310[SENSe:]TEMPerature:NPLCycles ................................................ 311[SENSe:]TEMPerature:NPLCycles? .............................................. 311[SENSe:]TEMPerature:NULL[:STATe]............................................ 311[SENSe:]TEMPerature:NULL[:STATe]?.......................................... 311[SENSe:]TEMPerature:NULL:VALue ............................................. 311[SENSe:]TEMPerature:NULL:VALue? ........................................... 311[SENSe:]TEMPerature:NULL:VALue:AUTO .................................. 311[SENSe:]TEMPerature:NULL:VALue:AUTO? ................................ 311[SENSe:]TEMPerature:RESolution ................................................ 312[SENSe:]TEMPerature:RESolution? .............................................. 312[SENSe:]TEMPerature:TRANsducer:TYPE ................................... 312[SENSe:]TEMPerature:TRANsducer:TYPE? ................................. 312[SENSe:]TEMPerature:TRIGger:DELay ........................................ 312[SENSe:]TEMPerature:TRIGger:DELay? ...................................... 312[SENSe:]TEMPerature:ZERO:AUTO ............................................. 312[SENSe:]TEMPerature:ZERO:AUTO? ........................................... 312[SENSe:]TEMPerature:RJUNction:SIMulated ................................ 313[SENSe:]TEMPerature:RJUNction:SIMulated? .............................. 313[SENSe:]TEMPerature:RJUNction:SIMulated:AUTO..................... 313[SENSe:]TEMPerature:RJUNction:SIMulated:AUTO?................... 313[SENSe:]TEMPerature:RJUNction:SIMulated:AUTO:OFFSet ....... 313[SENSe:]TEMPerature:RJUNction:SIMulated:AUTO:OFFSet? ..... 313

251

DM2571 ディジタルマルチメータ[SENSe:]TEMPerature:RJUNction:SIMulated:AUTO:TEMPerature?
........................................................................................................ 313[SENSe:]TEMPerature:TCOuple:TYPE ......................................... 313[SENSe:]TEMPerature:TCOuple:TYPE? ....................................... 314[SENSe:]TEMPerature:RTD:ALPHa ............................................... 314[SENSe:]TEMPerature:RTD:ALPHa? ............................................. 314[SENSe:]TEMPerature:RTD:BETA ................................................. 314[SENSe:]TEMPerature:RTD:BETA? ............................................... 314[SENSe:]TEMPerature:RTD:DELTa ............................................... 314[SENSe:]TEMPerature:RTD:DELTa? ............................................. 314[SENSe:]TEMPerature:RTD:RESistance[:REFerence] .................. 314[SENSe:]TEMPerature:RTD:RESistance[:REFerence]? ................ 314[SENSe:]TEMPerature:RTD:TYPE ................................................. 314[SENSe:]TEMPerature:RTD:TYPE? ............................................... 315[SENSe:]TEMPerature:FRTD:ALPHa ............................................ 315[SENSe:]TEMPerature:FRTD:ALPHa? .......................................... 315[SENSe:]TEMPerature:FRTD:BETA ............................................... 315[SENSe:]TEMPerature:FRTD:BETA? ............................................. 315[SENSe:]TEMPerature:FRTD:DELTa ............................................. 315[SENSe:]TEMPerature:FRTD:DELTa? ........................................... 315[SENSe:]TEMPerature:FRTD:RESistance[:REFerence] ................ 315[SENSe:]TEMPerature:FRTD:RESistance[:REFerence]? .............. 315[SENSe:]TEMPerature:FRTD:TYPE .............................................. 315[SENSe:]TEMPerature:FRTD:TYPE? ............................................ 315[SENSe:]TEMPerature:THERmistor:APARameter ......................... 316[SENSe:]TEMPerature:THERmistor:APARameter? ....................... 316[SENSe:]TEMPerature:THERmistor:BPARameter ......................... 316[SENSe:]TEMPerature:THERmistor:BPARameter? ....................... 316[SENSe:]TEMPerature:THERmistor:CPARameter ......................... 316[SENSe:]TEMPerature:THERmistor:CPARameter? ....................... 316[SENSe:]TEMPerature:THERmistor:TYPE .................................... 316[SENSe:]TEMPerature:THERmistor:TYPE? .................................. 316[SENSe:]TEMPerature:FTHermistor:APARameter ........................ 316[SENSe:]TEMPerature:FTHermistor:APARameter? ...................... 316[SENSe:]TEMPerature:FTHermistor:BPARameter ........................ 317[SENSe:]TEMPerature:FTHermistor:BPARameter? ...................... 317[SENSe:]TEMPerature:FTHermistor:CPARameter ........................ 317[SENSe:]TEMPerature:FTHermistor:CPARameter? ...................... 317

252

リモートコントロール[SENSe:]TEMPerature:FTHermistor:TYPE .................................... 317[SENSe:]TEMPerature:FTHermistor:TYPE? .................................. 317
SAMPle:COUNt .............................................................................. 318
SAMPle:COUNt? ............................................................................ 318
TRIGger:COUNt ............................................................................. 318
TRIGger:COUNt? ........................................................................... 318
TRIGger:DELay .............................................................................. 318
TRIGger:DELay? ............................................................................ 318
TRIGger:DELay:AUTO ................................................................... 319
TRIGger:DELay:AUTO? ................................................................. 319
TRIGger:SLOPe ............................................................................. 319
TRIGger:SLOPe? ........................................................................... 319
TRIGger:SOURce .......................................................................... 320
TRIGger:SOURce? ........................................................................ 320
SYSTem:BEEPer[:IMMediate] ........................................................ 321
SYSTem:BEEPer:ERRor ................................................................ 321
SYSTem:BEEPer:ERRor? .............................................................. 321
SYSTem:BEEPer:STATe ................................................................ 321
SYSTem:BEEPer:STATe? .............................................................. 321
SYSTem:BEEPer:COMPare:VOLume ........................................... 321
SYSTem:BEEPer:COMPare:VOLume? ......................................... 321
SYSTem:BEEPer:CONTinuity:VOLume ......................................... 322
SYSTem:BEEPer:CONTinuity:VOLume? ....................................... 322
SYSTem:BEEPer:HOLD:VOLume ................................................. 322
SYSTem:BEEPer:HOLD:VOLume? ............................................... 322
SYSTem:CLICk:STATe ................................................................... 322
SYSTem:CLICk:STATe? ................................................................. 322
SYSTem:DATE ............................................................................... 322
SYSTem:DATE? ............................................................................. 322
SYSTem:DISPlay ........................................................................... 323
SYSTem:DISPlay? ......................................................................... 323
SYSTem:ERRor[:NEXT]? ............................................................... 323
SYSTem:IDNStr .............................................................................. 323
SYSTem:IDNStr? ............................................................................ 323
SYSTem:LABel ............................................................................... 323
SYSTem:LABel? ............................................................................. 323
SYSTem:LFRequency? .................................................................. 323
SYSTem:OUTPut:EOF ................................................................... 324

253

DM2571 ディジタルマルチメータ
SYSTem:OUTPut:EOF? ................................................................. 324
SYSTem:OUTPut:SEParate ........................................................... 324
SYSTem:OUTPut:SEParate? ......................................................... 324
SYSTem:PARameter:LOAD ........................................................... 324
SYSTem:PARameter:LOAD? ......................................................... 324
SYSTem:PARameter:SAVE ............................................................ 324
SYSTem:PRESet ............................................................................ 324
SYSTem:SCPi:MODE ..................................................................... 325
SYSTem:SCPi:MODE? ................................................................... 325
SYSTem:SERial? ............................................................................ 325
SYSTem:TEMPerature? ................................................................. 325
SYSTem:TIME ................................................................................ 325
SYSTem:TIME? .............................................................................. 325
SYSTem:UPTime? .......................................................................... 325
SYSTem:VERSion? ........................................................................ 325
SYSTem:WMESsage ...................................................................... 326
SYSTem:WMESsage? .................................................................... 326
SYSTem:COMMunicate:GPIB:ADDRess ....................................... 327
SYSTem:COMMunicate:GPIB:ADDRess? ..................................... 327
SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP .............................................. 327
SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP? ............................................ 327
SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS[X]............................................. 327
SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS[X]? .......................................... 327
SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway ......................................... 327
SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway? ....................................... 328
SYSTem:COMMunicate:LAN:HOSTname ..................................... 328
SYSTem:COMMunicate:LAN:HOSTname? ................................... 328
SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress ........................................ 328
SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress?...................................... 328
SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC?............................................... 328
SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk............................................. 328
SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk? .......................................... 328
SYSTem:COMMunicate:LAN:TELNet:ECHO ................................. 328
SYSTem:COMMunicate:LAN:TELNet:ECHO? ............................... 329
SYSTem:COMMunicate:LAN:TELNet:ENABle ............................... 329
SYSTem:COMMunicate:LAN:TELNet:ENABle? ............................. 329
SYSTem:COMMunicate:LAN:TELNet:PORT ................................. 329
SYSTem:COMMunicate:LAN:TELNet:PORT? ............................... 329

254

リモートコントロール
SYSTem:COMMunicate:LAN:TELNet:PROMpt ............................. 329
SYSTem:COMMunicate:LAN:TELNet:PROMpt? ........................... 329
SYSTem:COMMunicate:LAN:TELNet:TIMeout .............................. 329
SYSTem:COMMunicate:LAN:TELNet:TIMeout? ............................ 329
SYSTem:COMMunicate:LAN:TELNet:WMESsage ........................ 330
SYSTem:COMMunicate:LAN:TELNet:WMESsage? ...................... 330
SYSTem:COMMunicate:LAN:TCP:ENABle ................................... 330
SYSTem:COMMunicate:LAN:TCP:ENABle? ................................. 330
SYSTem:COMMunicate:LAN:TCP:PORT ...................................... 330
SYSTem:COMMunicate:LAN:TCP:PORT? .................................... 330
SYSTem:COMMunicate:LAN:TIMeout ........................................... 330
SYSTem:COMMunicate:LAN:TIMeout? ......................................... 330
SYSTem:COMMunicate:LAN:WEB:ENABle .................................. 331
SYSTem:COMMunicate:LAN:WEB:ENABle? ................................ 331
SYSTem:LOCal .............................................................................. 332
SYSTem:REMote ........................................................................... 332
SYSTem:RWLock ........................................................................... 332
STATus:OPERation:CONDition? .................................................... 333
STATus:OPERation:ENABle .......................................................... 333
STATus:OPERation:ENABle? ........................................................ 333
STATus:OPERation[:EVENt]? ........................................................ 333
STATus:PRESet ............................................................................. 333
STATus:QUEStionable:CONDition? ............................................... 334
STATus:QUEStionable:ENABle ...................................................... 334
STATus:QUEStionable:ENABle? .................................................... 334
STATus:QUEStionable[:EVENt]? .................................................... 334*CLS ............................................................................................... 335*ESE? ............................................................................................. 335*ESE ............................................................................................... 335*ESR? ............................................................................................. 335*IDN? .............................................................................................. 335*OPC? ............................................................................................ 336*OPC .............................................................................................. 336*OPT? ............................................................................................. 336*PSC ............................................................................................... 336*PSC? ............................................................................................. 337*RCL ............................................................................................... 337*RST ............................................................................................... 337

255

DM2571 ディジタルマルチメータ*SAV................................................................................................ 337*SRE? ............................................................................................. 337*SRE ............................................................................................... 337*STB? ............................................................................................. 337*TRG ............................................................................................... 338*WAI ................................................................................................ 338

256

リモートコントロール

スピード&NPLC&分解能
Speed

5/s

20/s

60(50)/s

100/s

400/s

1.2k/s

2.4k/s

4.8k/s

7.2k/s

10k/s

NPLC(16.6ms)

12

3

1

0.6

0.15

0.05

0.025

0.01250.00830.006

分解能 (Range * PPM)
Range¥PPM

1

2

3

10

20

50

100

200

400

500

1n

1.0E−15

2.0E−15

3.0E−15

1.0E−142.0E−145.0E−141.0E−132.0E−13

4.0E−135.0E−1310n

1.0E−142.0E−143.0E−141.0E−132.0E−135.0E−13

1.0E−122.0E−124.0E−125.0E−12100n

1.0E−132.0E−133.0E−13

1.0E−122.0E−125.0E−121.0E−112.0E−11

4.0E−115.0E−111μ1.0E−122.0E−123.0E−121.0E−112.0E−115.0E−111.0E−102.0E−104.0E−105.0E−1010μ1.0E−112.0E−113.0E−111.0E−102.0E−105.0E−101.0E−092.0E−09

4.0E−09

5.0E−09100μ1.0E−102.0E−103.0E−101.0E−092.0E−09

5.0E−09

1.0E−082.0E−08

4.0E−08

5.0E−081m

1.0E−092.0E−09

3.0E−09

1.0E−082.0E−08

5.0E−08

1.0E−072.0E−074.0E−075.0E−0710m

1.0E−082.0E−08

3.0E−08

1.0E−072.0E−075.0E−07

1.0E−06

2.0E−06

4.0E−06

5.0E−06100m

1.0E−072.0E−073.0E−07

1.0E−06

2.0E−06

5.0E−06

1.0E−05

2.0E−05

4.0E−05

5.0E−051

1.0E−06

2.0E−06

3.0E−06

1.0E−05

2.0E−05

5.0E−05

1.0E−04

2.0E−04

4.0E−04

5.0E−0433.0E−06

6.0E−06

9.0E−06

3.0E−05

6.0E−05

1.5E−04

3.0E−04

6.0E−04

1.2E−03

1.5E−0310

1.0E−05

2.0E−05

3.0E−05

1.0E−04

2.0E−04

5.0E−04

1.0E−032.0E−03

4.0E−03

5.0E−03100

1.0E−04

2.0E−04

3.0E−04

1.0E−032.0E−03

5.0E−03

1.0E−022.0E−02

4.0E−02

5.0E−021k

1.0E−032.0E−03

3.0E−03

1.0E−022.0E−02

5.0E−02

1.0E−01

2.0E−01

4.0E−01

5.0E−0110k

1.0E−022.0E−02

3.0E−02

1.0E−01

2.0E−01

5.0E−01

1.0E+00

2.0E+00

4.0E+00

5.0E+00100k

1.0E−01

2.0E−01

3.0E−01

1.0E+00

2.0E+00

5.0E+00

1.0E+01

2.0E+01

4.0E+01

5.0E+01

1M

1.0E+00

2.0E+00

3.0E+00

1.0E+01

2.0E+01

5.0E+01

1.0E+02

2.0E+02

4.0E+02

5.0E+02

10M

1.0E+01

2.0E+01

3.0E+01

1.0E+02

2.0E+02

5.0E+02

1.0E+03

2.0E+03

4.0E+03

5.0E+03

100M

1.0E+02

2.0E+02

3.0E+02

1.0E+03

2.0E+03

5.0E+03

1.0E+04

2.0E+04

4.0E+04

5.0E+04

Note

上表は，SCPI コマンドのみに適用される NLPC と分解能です。

257

DM2571 ディジタルマルチメータ

その他のコマンド
ABORt
実行中の測定を中止し，計測器をトリガ・アイドル状態に戻します。
● 計測器がトリガを持っているとき，または長い測定値・一連の測定を中止するときに使用します。

FETCh[X]?
測定が完了するのを待ち，使用可能なすべての測定値を機器の出力バッ
ファにコピーします。読み取り値は読み取りメモリに残ります。
X=null または 1 の時，1st ディスプレイの値
X=2 の時，2nd ディスプレイの値
Example: SAMP:COUN 3
INIT
FETC?
Returns: −4.98748741E−01,−4.35163427E−01,−4.33118686E−01● FETCh？クエリは読み取りメモリからの測定値を消去しません。クエリを複数回送信して，同じデータを取得することができます。
● 最大 100,000 の測定値をメモリすることができます。読み取りメモリがオーバフローした場合，新しい測定値は最も古い測定値を上書きします。
最新の測定値は常に保存されます。エラーは発生しませんが ，ReadableOvfl ビット（ビット 14）は QuestionableDataRegister の条件レ
ジスタに設定されます。

258

リモートコントロール
INITiate[:IMMediate]
トリガ・システムの状態を「アイドル」から「トリガ待ち」に変更し，以前の測定値のセットを読み取りメモリからクリアします。測定は，INIT の受信後に指定されたトリガ条件が満たされたときに開始されます。
Example: CONF:VOLT:DC 10
SAMP:COUN 5
TRIG:SOUR BUS
INIT
*TRG
FETC?
● INITiate を使用しての読み取り値のメモリへの保存の方が，READ?による出力バッファへの測定値の出力より素早い実行となります。(条件：完了まで FETCh?コマンドを送らないこと)
INITiate コマンドは，「オーバーラップ」コマンドでもあります。つまり ，INITiate を実行した後，測定に影響を与えない他のコマンドを送信することができます。
● 読み取りメモリから測定値を取り出すには，FETCh?コマンドを使用します。DATA:REMove?または R?コマンドは，任意の数の測定データの読み取りおよび削除を行います。
● 測定器をアイドル状態に戻すには ABORt コマンドを使用します。

259

DM2571 ディジタルマルチメータ
R? [<reading_number>]
本コマンドは，読み取りメモリから指定した数の値の読み取りと削除を行います。読み取りと削除は，古い順から行われます。
Ex:SAMP:COUN 5
INIT
R? 4
Returns:#263−1.12816521E−04,−1.13148354E−04,−1.13485152E−04,−1.1336
5632E−04“#2”は直後の２桁が読み取り値全体の文字数を示していることを意味しています。３桁の文字数の場合は“#3”となります“#263”は読み取りデータは 63 文字，“#3159”の場合は 159 文字を意味しています。
● 読み取り値の数<reading_numbe>を指定しない場合，全ての読み取りと削除が行われます。
Ex: SAMP:COUN 2INITR?
Returns: #231−1.12816521E−04,−1.13148354E−04● R?コマンド，DATA:REMove?コマンドは一連の長い読み取りの間に使用し，通常は読み取りメモリがオーバーフローとなる様な状態のメモリから定期的に読み取りと削除を実行します。R?コマンドは，全ての読み取りが完了するのを待ちません。測定器がコマンドを受け取った時点での完了している読み取り値を送ります。
● 全ての測定値の読み取り完了を待つ場合は，Read?または Fetch?コマン
ドを使用します。
● 読取りメモリの，読取り値の数が要求された数より少ない場合でも，エラー発生とはなりません。この場合，メモリ内の全ての有効な読み取り値の読み取りと削除が行われます。

READ?
1ST ディスプレイの値を返します。
Return parameter: <NRf>, Ex: −1.13148354E−04● READ?は，測定単位と読み取り値の数は返しません。
● READ?は，INIT と続けて FETCh?を送信する動作と同様の働きをします。

260

リモートコントロール
VAL?
1ST ディスプレイと２ND ディスプレイの値を返します。
Example: SAMP:COUN 5
VAL?
>+0.33452387E−4,+0.38954687E−4>+0.32897125E−4,+0.32764551E−4> etc, for 5 counts.
読み取りメモリから 5 つの値を返しています。

VAL1?
1ST ディスプレイの値を返します。
Example: SAMP:COUN 5
VAL1?
>+0.33452387E−4>+0.32897125E −4> etc, for 5 counts.
1ST ディスプレイの値を 5 つ返しています。

VAL2?
2ND ディスプレイの値を返します。
Example: SAMP:COUN 5
VAL2?
>+0.38954687E −4>+0.32764551E −4> etc, for 5 counts.
2ND ディスプレイの値を 5 つ返しています。

ROUTe:TERMinate?
前面パネルの Front/Rear スイッチの状態を返します。このスイッチはリモー
ト制御することはできません。
Return parameter: FRON | REAR

TIME:SYNC:SERVer
時刻同期の 2 つ目のサーバー名を設定します。
Parameter: ”<server>”, max length = 22 characters.
Example: TIME:SYNC:SERV “time−nv.nist.gov”

TIME:SYNC:SERVer?
時刻同期の 2 つ目のサーバー名を返します。
Return parameter: ”<server>”, Ex: “time−nv.nist.gov”

261

DM2571 ディジタルマルチメータ

CALCulate コマンド
CALCulate:CLEar[:IMMediate]
compare 結果，統計計算値，ヒストグラム計算値，測定値のすべてをクリアします。
Parameter: <None>
Example: CALC:CLE:IMM

CALCulate:DATA?
演算前の元の測定値を返します。

CALCulate:FUNCtion
応用測定の機能を設定します。
Parameter: OFF | HOLD | DB | DBM | LIM | MXB | INV | REF
Example: CALC:FUNC DB
応用測定の機能を DB に設定します。

CALCulate:FUNCtion?
現在の応用測定の機能を返します。
Return parameter: OFF | HOLD | DB | DBM | LIM | MXB | INV | REF

CALCulate:HOLD:REFerence
ホールド測定のパーセンテージを設定します。
Parameter: <NRf> (0.01, 0.1, 1, 10)
Example: CALC:HOLD:REF 10
ホールド測定のパーセンテージを 10%に設定します。

CALCulate:HOLD:REFerence?
ホールド測定のパーセンテージを返します。
Return parameter: 0.01 | 0.1 | 1 | 10

CALCulate:STATe
応用測定の機能を on/off します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: CALC:STAT OFF
応用測定の機能を off します。

CALCulate:STATe?
応用測定の機能の on/off 状態を返します。
Return Parameter: 0 | 1, 1=ON, 0=OFF

CALCulate:AVERage:ALL?
すべての統計計算値を返します。
Return parameter: 平均値, 標準偏差, 最小値, 最大値

262

リモートコントロール
CALCulate:AVERage:AVERage?
統計機能の平均値を返します。
Return parameter: <NRf>

CALCulate:AVERage:CLEar[:IMMediate]
すべての統計計算値をクリアします。
Parameter: <None>
Example: CALC:AVER:CLE:IMM

CALCulate:AVERage:COUNt?
統計計算のカウント数を返します。
Return parameter: <NRf>

CALCulate:AVERage:MAXimum?
統計計算の最大値を返します。
Return parameter: <NRf>

CALCulate:AVERage:MINimum?
統計計算の最小値を返します。
Return parameter: <NRf>

CALCulate:AVERage:PTPeak?
統計計算のピーク to ピーク（最大値－最小値）を返します。
Return parameter: <NRf>

CALCulate:AVERage:SDEViation?
統計計算の標準偏差を返します。
Return parameter: <NRf>

CALCulate:AVERage[:STATe]
統計計算を on/off します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: CALC:AVER:STAT ON
統計計算を on します。

CALCulate:AVERage[:STATe]?
統計計算の on/off 状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 1=ON, 0=OFF

CALCulate:LIMit:CLEar[:IMMediate]
コンペア測定の結果をクリアします。

263

DM2571 ディジタルマルチメータ
CALCulate:LIMit:BEEPer:MODE
コンペア測定のビープ音のモードを設定します。
Parameter: OFF | PASS | FAIL
Example: CALC:LIM:BEEP:MODE:PASS
ビープ音をパス時に設定します。

CALCulate:LIMit:BEEPer:MODE?
コンペア測定のビープ音のモードを返します。
Return Parameter: OFF | PASS | FAIL

CALCulate:LIMit:DATA?
コンペア測定結果の範囲を外れた数（low/high fail）を返します。
Return Parameter: <NR1>

CALCulate:LIMit:LOWer[:DATA]
コンペア測定の下限値を設定します。
Parameter: <NRf> (−1.2E+08 ~ 1.2E+08) | MIN | MAX | DEF
Example: CALC:LIM:LOW:DATA −1.0
下限値を−1.0 に設定します。

CALCulate:LIMit:LOWer[:DATA]?
コンペア測定の下限値を返します。
Return parameter: <NRf>

CALCulate:LIMit:UPPer[:DATA]
コンペア測定の上限値を設定します。
Parameter: <NRf> (−1.2E+08 ~ 1.2E+08) | MIN | MAX | DEF
Example: CALC:LIM:UPP:DATA 1.0
上限値を 1.0 に設定します。

CALCulate:LIMit:UPPer[:DATA]?
コンペア測定の上限値を返します。
Return parameter: <NRf>

CALCulate:LIMit[:STATe]
コンペア測定を on/off します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: CALC:LIM:STAT 1
コンペア測定を on します。

CALCulate:LIMit[:STATe]?
コンペア測定の on/off 状態を返します。

264リモートコントロール
CALCulate:DB:REFerencedB 測定の基準値を設定します。
Parameter: <NRf> | MIN | MAX | DEF
RefMethod:
Voltage: (−1200 ~ 1200 V)
dBm: (−200.0 ~ 200 dBm)
Example: CALC:DB:REF MAX
dB 測定の基準値を MAX 値に設定します。

CALCulate:DB:REFerence?
dB 測定の基準値を返します。
Return parameter: <NRf>

CALCulate:DB:REFerence:METHod
dB 測定の基準値の単位を設定します。
Parameter: VOLTage | DBM
Example: CALC:DB:REF:METH DBM
dB 測定の基準値の単位を dBm に設定します。

CALCulate:DB:REFerence:METHod?
dB 測定の基準値の単位を返します。
Return parameter: Voltage | dBm

CALCulate:DBM:REFerencedBm 測定の基準抵抗値を設定します。
Parameter: <NR1> (2, 4, 8, 16, 50, 75, 93, 110, 124, 125, 135, 150,
250, 300, 500, 600, 800, 900, 1000, 1200, 8000) | MIN | MAX | DEF
Example: CALC:DBM:REF MAX
dBm 測定の基準抵抗値を MAX 値に設定します。

CALCulate:DBM:REFerence?
dBm 測定の基準抵抗値を返します。
Return parameter: <NRf>

CALCulate:SCALe:REFerence:AUTO
ON では，最初の測定値を dB 測定の基準値として設定します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: CALC:SCAL:REF:AUTO ON
dB 測定の基準値設定を AUTO に設定します。

CALCulate:SCALe:REFerence:AUTO?
dB 測定の基準値設定 AUTO を問い合わせます。
Return parameter: 0 | 1, 1=ON, 0=OFF265

DM2571 ディジタルマルチメータ
CALCulate:MATH:MMFactor
演算機能 MX+B の M 値を設定します。
Parameter: <NRf> | MIN | MAX | DEF
Example: CALC:MATH:MMF MIN
演算機能 MX+B の M 値を MIN 値に設定します。

CALCulate:MATH:MMFactor?
演算機能 MX+B の M 値を返します。
Return parameter: <NRf>

CALCulate:MATH:MBFactor
演算機能 MX+B のオフセット値 B を設定します。
Parameter: <NRf> | MIN | MAX | DEF
Example: CALC:MATH:MBF MIN
演算機能 MX+B のオフセット値 B を MIN 値に設定します。

CALCulate:MATH:MBFactor?
演算機能 MX+B のオフセット値 B を返します。
Return parameter: <NRf>

CALCulate:MATH:PERCent
パーセント測定のリファレンス値を設定します。
Parameter: <NRf> | MIN | MAX | DEF
Example: CALC:MATH:PERC MAX
パーセント測定のリファレンス値を MAX 値に設定します。

CALCulate:MATH:PERCent?
パーセント測定のリファレンス値を返します。
Return parameter: <NRf>

CALCulate:TCHart[:STATe]
トレンドチャートを on/off します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: CALC:TCH:STAT ON
トレンドチャートを on します。

CALCulate:TCHart [:STATe]?
トレンドチャートの on/off 状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 1=ON, 0=OFF

CALCulate:TRANsform:HISTogram[:STATe]
ヒストグラムを on/off します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: CALC:TRAN:HIST:STAT OFF
ヒストグラムを on します。

266

リモートコントロール
CALCulate:TRANsform:HISTogram[:STATe]?
ヒストグラムの on/off 状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 1=ON, 0=OFF

CALCulate:TRANsform:HISTogram:ALL?
すべてのヒストグラム計算値を返します。
Return parameter:
lower limit, upper limit, total count and all of the histogram data.
<1>
<2>
<3>
<4>
“CALC:TRAN:HIST:DATA?” コマンドも参照ください。
Example: SAMP:COUN 5
CALC:TRAN:HIST:POIN 100
CALC:TRAN:HIST:STAT ON
INIT
CALC:TRAN:HIST:ALL?
Returns: −1.37201300E−04,−1.17674251E−04,+8,+0………..+0
<1>
<2>
<3>
<4>

CALCulate:TRANsform:HISTogram:CLEar[:IMMediate]
すべてのヒストグラム計算値をクリアします。
Parameter: <None>
Example: CALC:TRAN:HIST:CLE:IMM

CALCulate:TRANsform:HISTogram:COUNt?
ヒストグラムのサンプル数を返します。
Return parameter: <NR1>, Ex: +125

CALCulate:TRANsform:HISTogram:DATA?
すべてのヒストグラムデータを返します。
Return parameter:
low than lower limit count, histogram data and high than upper limit
count.
<1><2><3>
Example: SAMP:COUN 5
CALC:TRAN:HIST:POIN 100
CALC:TRAN:HIST:STAT ON
INIT
CALC:TRAN:HIST:DATA?
Returns: +0,+0,+0,+0,+0,+1,+1,+1,+1………..+0<1> <2><3>

CALCulate:TRANsform:HISTogram:POINts
ヒストグラムの上下レンジ間のビンの数を設定します。
Parameter: <NR1> (10, 20, 40, 100, 200, 400) | MIN | MAX | DEF
Example: CALC:TRAN:HIST:POIN MAX
ビンの数を MAX 値に設定します。

267

DM2571 ディジタルマルチメータ
CALCulate:TRANsform:HISTogram:POINts?
ヒストグラムに設定されているビンの数を返します。
Return parameter: +10 | +20 | +40 | +100 | +200 | +400.

CALCulate:TRANsform:HISTogram:RANGe:AUTO
ヒストグラムの水平軸自動レンジ設定を on/off します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: CALC:TRAN:HIST:RANG:AUTO OFF
ヒストグラムの自動レンジ設定を off します。

CALCulate:TRANsform:HISTogram:RANGe:AUTO?
ヒストグラムの水平軸自動レンジ設定の状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 1=ON, 0=OFF.

CALCulate:TRANsform:HISTogram:RANGe:LOWer
ヒストグラムの水平軸の最小目盛の値を設定します。
Parameter: <NRf> (−1.0E+15 ~ 1.0E+15) | MIN | MAX | DEF
Example: CALC:TRAN:HIST:RANG:LOW −0.5
最小目盛の値を−0.5 に設定します。

CALCulate:TRANsform:HISTogram:RANGe:LOWer?
ヒストグラムの水平軸の最小目盛の値を返します。
Return parameter: <NRf>

CALCulate:TRANsform:HISTogram:RANGe:UPPer
ヒストグラムの水平軸の最大目盛の値を設定します。
Parameter: <NRf> (−1.0E+15 ~ 1.0E+15) | MIN | MAX | DEF
Example: CALC:TRAN:HIST:RANG:UPP 1.0
最大目盛の値を 1.0 に設定します。

CALCulate:TRANsform:HISTogram:RANGe:UPPer?
ヒストグラムの水平軸の最大目盛の値を返します。
Return parameter: <NRf>

CALCulate:TRANsform:HISTogram[:STATe]
ヒストグラムを on/off します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: CALC:TRAN:HIST:STAT OFF
ヒストグラムを off します。

CALCulate:TRANsform:HISTogram[:STATe]?
ヒストグラムの on/off 状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 1=ON, 0=OFF

268

リモートコントロール

CONFigure コマンド
CONFigure?
現在の機能，レンジ，分解能を返します。
Example: CONF:VOLT:DC 10,MIN
CONF?
Rereuns: ”VOLT +1.00000000E+01,+1.00000000E−05”.

CONFigure[:VOLTage]:DC
第 1 ディスプレイを DC 電圧測定に設定し，レンジと分解能を設定します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX |DEF)[,Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)]]
Example: CONF:VOLT:DC 1,MAX
DC 電圧測定でレンジを 1V レンジ，分解能を最大に設定します。
● AUTO レンジ(AUTO または DEFault)に設定されている場合，入力が連続的に変化する場合等で<resolution>を指定すると，機器が積分時間を決定できずにエラーが発生することがあります。AUTO レンジを使用する場
合は，パラメータの<resolution>を省略するかまたは DEFault に設定してください。

CONFigure[:VOLTage][:DC]:RATio
第 1 ディスプレイを DCV 比率測定に設定し，レンジと分解能を設定します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX |DEF)[,Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)]]
Example: CONF:VOLT:DC:RAT 1
DC 電圧測定でレンジを 1V レンジ，分解能を最大に設定します。
● AUTO レンジ(AUTO または DEFault)に設定されている場合，入力が連続的に変化する場合等で<resolution>を指定すると，機器が積分時間を決定できずにエラーが発生することがあります。AUTO レンジを使用する場
合は，パラメータの<resolution>を省略するかまたは DEFault に設定してください。

CONFigure[:VOLTage]:AC
第 1 ディスプレイを AC 電圧測定に設定し，レンジを設定します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX | DEF)]
Example: CONF:VOLT:AC
AC 電圧測定でレンジを AUTO に設定します。

269

DM2571 ディジタルマルチメータ
CONFigure:CURRent[:DC]
第 1 ディスプレイを DC 電流測定に設定し，レンジと分解能を設定します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX |DEF)[,Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)]]
Example: CONF:CURR:DC 10e−3,DEF
DC 電流測定でレンジを 10mA，分解能を初期値に設定します。
● AUTO レンジ(AUTO または DEFault)に設定されている場合，入力が連続的に変化する場合等で<resolution>を指定すると，機器が積分時間を決定できずにエラーが発生することがあります。AUTO レンジを使用する場
合は，パラメータの<resolution>を省略するかまたは DEFault に設定してください。

CONFigure:CURRent:AC
第 1 ディスプレイを AC 電流測定に設定し，レンジを設定します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX | DEF)]
Example: CONF:CURR:AC 10e−2
AC 電流測定でレンジを 10mA に設定します。

CONFigure:RESistance
第 1 ディスプレイを 2 線抵抗測定に設定し，レンジと分解能を設定します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX |DEF)[,Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)]]
Example: CONF:RES 10e3,MIN
2W 抵抗測定でレンジを 10kΩ に，分解能を最小値に設定します。
● AUTO レンジ(AUTO または DEFault)に設定されている場合，入力が連続的に変化する場合等で<resolution>を指定すると，機器が積分時間を決定できずにエラーが発生することがあります。AUTO レンジを使用する場
合は，パラメータの<resolution>を省略するかまたは DEFault に設定してください。

CONFigure:FRESistance
第 1 ディスプレイを 4 線抵抗測定に設定し，レンジと分解能を設定します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX |DEF)[,Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)]]
Example: CONF:FRES 1e3,MAX
4W 抵抗測定でレンジを 1kΩ に，分解能を最大値に設定します。
● AUTO レンジ(AUTO または DEFault)に設定されている場合，入力が連続的に変化する場合等で<resolution>を指定すると，機器が積分時間を決定できずにエラーが発生することがあります。AUTO レンジを使用する場
合は，パラメータの<resolution>を省略するかまたは DEFault に設定して
ください。

270

リモートコントロール
CONFigure:FREQuency
第 1 ディスプレイを周波数測定に設定し，振幅測定レンジを設定します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX |DEF)[,Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)]]
Example: CONF:FREQ MIN:MAX
周波数測定で振幅レンジを最大に設定します。

CONFigure:PERiod
第 1 ディスプレイを周期測定に設定し，振幅測定レンジを設定します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX |DEF)[,Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)]]
Example: CONF:PER AUTO,MAX
周期測定で振幅レンジを AUTO に設定します。

CONFigure:CAPacitance
第 1 ディスプレイをキャパシタンス測定に設定し，レンジを設定します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX | DEF),]
Example: CONF:CAP 10e−7
キャパシタンス測定でレンジを 100nF に設定します。

CONFigure:CONTinuity
第 1 ディスプレイを導通テストに設定します。
Parameter: [None]

CONFigure:DIODe
第 1 ディスプレイをダイオードテストに設定します。
Parameter: [None]

CONFigure:TEMPerature
第 1 ディスプレイを温度測定に設定し，プローブタイプとセンサータイプ及び分解能を設定します。
Parameter: [None] | [Probe type [, Type [, 1 [, Resolution(<NRf> | MIN |MAX | DEF)]]]]<Probe type>:TCOuple, RTD, FRTD, THERmistor, FTHermistor.
<Type>:
Tcouple: J | K | N | R | S | T | B | E | USER
RTD / FRTD : PT100 | D100 | F100 | PT385 | PT3916 | USER
Thermistor / Fthermistor : 2200 | 5000 | 10000 | USER
Example: CONF:TEMP TCO,K
熱電対温度測定で，K タイプに設定します。
● AUTO レンジ(AUTO または DEFault)に設定されている場合，入力が連続的に変化する場合等で<resolution>を指定すると，機器が積分時間を決定できずにエラーが発生することがあります。AUTO レンジを使用する場
合は，パラメータの<resolution>を省略するかまたは DEFault に設定して
ください。

271

DM2571 ディジタルマルチメータ

第 2 ディスプレイ: CONFigure2 コマンド
CONFigure2[:VOLTage]:DC
第 2 ディスプレイを DC 電圧測定に設定し，レンジと分解能を設定します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX |DEF)[,Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)]]
Example: CONF2:VOLT:DC 1,MAX
第 2 ディスプレイを DC 電圧測定に設定し，レンジを 1V レンジで分解能を最大に設定します。
● AUTO レンジ(AUTO または DEFault)に設定されている場合，入力が連続的に変化する場合等で<resolution>を指定すると，機器が積分時間を決定できずにエラーが発生することがあります。AUTO レンジを使用する場
合は，パラメータの<resolution>を省略するかまたは DEFault に設定してください。

CONFigure2[:VOLTage]:AC
第 2 ディスプレイを AC 電圧測定に設定し，レンジを設定します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX | DEF)]
Example: CONF2:VOLT:AC
第 2 ディスプレイを AC 電圧測定に，レンジを AUTO に設定します。

CONFigure2:CURRent[:DC]
第 2 ディスプレイを DC 電流測定に設定し，レンジと分解能を設定します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX |DEF)[,Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)]]
Example: CONF2:CURR:DC 10e−3,DEF
第 2 ディスプレイを DC 電流測定に，レンジを 10mA に設定します。
● AUTO レンジ(AUTO または DEFault)に設定されている場合，入力が連続的に変化する場合等で<resolution>を指定すると，機器が積分時間を決定できずにエラーが発生することがあります。AUTO レンジを使用する場
合は，パラメータの<resolution>を省略するかまたは DEFault に設定してください。

CONFigure2:CURRent:AC
第 2 ディスプレイを AC 電流測定に設定し，レンジを設定します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX | DEF)]
Example: CONF2:CURR:AC 10e−2
第 2 ディスプレイを AC 電流測定に，レンジを 100mA に設定します。

272

リモートコントロール
CONFigure2:FREQuency
第 2 ディスプレイを周波数測定に設定し，振幅測定レンジを設定します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX |DEF)[,Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)]]
Example: CONF2:FREQ MAX
第 2 ディスプレイを周波数測定に，振幅測定レンジを MAX 値に設定します。

CONFigure2:PERiod
第 2 ディスプレイを周期測定に設定し，振幅測定レンジを設定します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX |DEF)[,Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)]]
Example: CONF2:PER
第 2 ディスプレイを周期測定に，振幅測定レンジを AUTO に設定します。

CONFigure2:OFF
第 2 ディスプレイを off にします。
Parameter: [None]273

DM2571 ディジタルマルチメータ

DATA コマンド
DATA[X]:LAST?
最後の測定値を単位付で返します。このクエリは，一連の測定中であっても，いつでも実行できます。
X = null または 1：第 1 ディスプレイの値
X = 2：第 2 ディスプレイの値
Return parameter: <NRf>, Ex: +0.15900000E+01 VDC● 有効となるデータが無い場合，“+9.91000000E+37”が単位付で返されます。

DATA:POINts?
読み取りメモリ内の現在の測定値数を返します。
Return parameter: <NR1>, Ex: +100
● 読み取りメモリには 100,000 までの測定値を格納することができます。

DATA:POINts:EVENt:THReshold
読み取りメモリ内の測定値数（しきい値）を設定します。
Parameter: <NR1> 1− 100,000
Example: DATA:POIN:EVEN:THR 10
しきい値を 10 に設定します。
● 測 定 値 数 が し き い 値 に 達 し た 時 ， Operater Event Register(STATus:OPERation:EVENt.)の Bit9 を 1 にセットします。
● Operation Event register の Bit9 が 1 に セ ッ ト さ れ る と ，STATus:OPERation:EVENt?または*CLS でクリアされるまで，値を維持します。

DATA:POINts:EVENt:THReshold?
測定値数のしきい値を返します。
Return parameter: <NR1>, Ex: +10274

リモートコントロール
DATA:REMove? <reading_number>,[WAIT]
読み取りメモリから，指定した数<reading_number>の測定値を読み取り・削除します。測定値は，メモリ内の古い順から実行されます。
Ex:SAMP:COUN 10INIT
DATA :REM? 4
Returns:−1.12816521E−04,−1.13148354E−04,−1.13485152E−04,−1.13365632
E−04● <reading_number>を指定しない場合，”+9.91000000E+37”が返されます。
● <reading_number>がその時点の測定値の読み取り数を上回った場合，
error が返されます。WAIT パラメータを設定していれば，読み取り数が値に達するのを待って測定値が返されます。
● R?コマンド，DATA:REMove?コマンドは一連の長い読み取りの間に使用し，通常は読み取りメモリがオーバーフローとなる様な状態のメモリから，定期的に読み取りと削除を実行します。R?コマンドは，全ての読み取りが完了するのを待ちません。測定器がコマンドを受け取った時点で完了している読み取り値を返します。

275

DM2571 ディジタルマルチメータ

ディジタルインタフェースコマンド
DIGital:INTerface:MODE
ディジタル I/O の設定を行います。(本機能はリモートから設定のみです)
Parameter: COMP | 4094 | IO
Example: DIG:INT:MDOE IO
ディジタル I/O を IO モードに設定します。

DIGital:INTerface:MODE?
ディジタル I/O のモードを返します。
Return parameter: COMP | 4094 | IO

DIGital:INTerface:DATA:OUTPut
ディジタル I/O に 4094 モード（シリアル to パラレル）が選択されている場合
は，このコマンドを使用して出力状態を設定します。
Parameter: <NR1> (0−255), <Boolean> (0 | 1) / (serial input data, strobe
pulse)
Example: DIG:INT:MDOE 4094
DIG:INT:DATA:OUPT 10,1

DIGital:INTerface:DATA:SETup
ディジタル I/O に I/O モードが選択されている場合は，このコマンドを使用して出力状態を設定します。
Parameter: <Boolean> (0 | 1) / (OUT1, OUT2, OUT3, OUT4)
Example: DIG:INT:MDOE IO
DIG:INT:DATA:SET 0,1,0,1
OUT1 を L，OUT2 を H，OUT3 を L，OUT4 を H に設定

276

リモートコントロール

ディスプレイコマンド
DISPlay[:STATe]LCD ディスプレイを on/off します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: DISP OFF
LCD ディスプレイを off します。

DISPlay[:STATe]?
LCD ディスプレイの on/off 状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

DISPlay:TEXT:CLEar
ディスプレイのテキスト文字列をクリアします● DISP:STAT OFF を一緒に使用すると，ディスプレイは off のままとなります。ディスプレイを on とするか，Shift キー(Local)を押すことで通常の状態となります。

DISPlay:TEXT[:DATA]
ディスプレイにテキスト文字列を表示させます。
Parameter: ”<message>”
Example: DISP:TEXT:DATA “testing”“testing”を表示させます。

DISPlay:TEXT:[:DATA]?
ディスプレイに表示しているテキスト文字列を返します。
Return parameter: “<message>”, Ex: “testing”

DISPlay:VIEW
ディスプレイ表示を，数値（測定値），ヒストグラム，トレンドチャート，バーメー
ターの状態にします。
Parameter: NUMeric | HISTogram | TCHart | METer
Example: DISP:VIEW HIST
ディスプレイ表示を，ヒストグラムにします。

DISPlay:VIEW?
ディスプレイ表示の状態を，返します。
Return parameter: NUM | HIST | TCH | MET

277

DM2571 ディジタルマルチメータ

MEASure コマンド
MEASure[:VOLTage]:DC?
第 1 ディスプレイの DC 電圧測定値を返します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX |DEF)[,Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)]]
Example: MEAS:VOLT:DC? MIN> +6.64925206E−04
MIN レンジでの第 1 ディスプレイの DC 電圧測定値“0.6649mV”を返します。
● AUTO レンジ(AUTO または DEFault)に設定されている場合，入力が連続的に変化する場合等で<resolution>を指定すると，機器が積分時間を決定できずにエラーが発生することがあります。AUTO レンジを使用する
場合は，パラメータの<resolution>を省略するかまたは DEFault に設定してください。

MEASure[:VOLTage][:DC]:RATio?
第 1 ディスプレイの DCV 比率測定値を返します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX |DEF)[,Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)]]
Example: MEAS:VOLT:DC:RAT?
> +2.87393920E−03
第 1 ディスプレイの DCV 比率測定値“2.87393m”を返します。
● AUTO レンジ(AUTO または DEFault)に設定されている場合，入力が連続的に変化する場合等で<resolution>を指定すると，機器が積分時間を決定できずにエラーが発生することがあります。AUTO レンジを使用する
場合は，パラメータの<resolution>を省略するかまたは DEFault に設定してください。

MEASure[:VOLTage]:AC?
第 1 ディスプレイの AC 電圧測定値を返します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX | DEF)]
Example: MEAS:VOLT:AC?
> +1.34567684E−04
第 1 ディスプレイの AC 電圧測定値“0.134mV”を返します。

278

リモートコントロール
MEASure:CURRent[:DC]?
第 1 ディスプレイの DC 電流測定値を返します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX |DEF)[,Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)]]
Example: MEAS:CURR:DC? 0.1> −1.09750431E−07
第 1 ディスプレイの DC 電流測定値”−0.1097μA”を返します。
● AUTO レンジ(AUTO または DEFault)に設定されている場合，入力が連続的に変化する場合等で<resolution>を指定すると，機器が積分時間を決定できずにエラーが発生することがあります。AUTO レンジを使用する
場合は，パラメータの<resolution>を省略するかまたは DEFault に設定してください。

MEASure:CURRent:AC?
第 1 ディスプレイの AC 電流測定値を返します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX | DEF)]
Example: MEAS:CURR:AC?
> +1.46445157E−07
第 1 ディスプレイの AC 電流測定値”0.000146mA”を返します。

MEASure:RESistance?
第 1 ディスプレイの 2 線抵抗測定値を返します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX |DEF)[,Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)]]
Example: MEAS:RES? 1,MIN> +1.18137284E+06
100Ω レンジ，MIN 分解能での第 1 ディスプレイの 2 線抵抗測定
値を返します。
● AUTO レンジ(AUTO または DEFault)に設定されている場合，入力が連続的に変化する場合等で<resolution>を指定すると，機器が積分時間を決定できずにエラーが発生することがあります。AUTO レンジを使用する
場合は，パラメータの<resolution>を省略するかまたは DEFault に設定してください。

279

DM2571 ディジタルマルチメータ
MEASure:FRESistance?
第 1 ディスプレイの 4 線抵抗測定値を返します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX |DEF)[,Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)]]
Example: MEAS:FRES?
> +1.18134472E+06
第 1 ディスプレイの 4 線抵抗測定値を返します。
● AUTO レンジ(AUTO または DEFault)に設定されている場合，入力が連続的に変化する場合等で<resolution>を指定すると，機器が積分時間を決定できずにエラーが発生することがあります。AUTO レンジを使用する
場合は，パラメータの<resolution>を省略するかまたは DEFault に設定してください。

MEASure:FREQuency?
第 1 ディスプレイの周波数測定値を返します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX |DEF)[,Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)]]
Example: MEAS:FREQ?
> +0.21504529E+05
第 1 ディスプレイの周波数測定値”21.5kHz”を返します。

MEASure:PERiod?
第 1 ディスプレイの周期測定値を返します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX |DEF)[,Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)]]
Example: MEAS:PER? MAX
振幅レンジ MAX での，第 1 ディスプレイの周期測定値を返します。

MEASure:CAPacitance
第 1 ディスプレイのキャパシタンス測定値を返します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX | DEF)]
Example: MEAS:CAP?
第 1 ディスプレイのキャパシタンス測定値を返します。

MEASure:CONTinuity?
第 1 ディスプレイの導通テスト測定値を返します。
Example: MEAS:CONT?
第 1 ディスプレイの導通テスト測定値を返します。

MEASure:DIODe?
第 1 ディスプレイのダイオードテスト測定値を返します。
Example: MEAS:DIOD?
第 1 ディスプレイのダイオードテスト測定値を返します。

280

リモートコントロール
MEASure:TEMPerature?
第 1 ディスプレイでの，選択したプローブタイプとセンサータイプによる温度測定値を返します。
Parameter: [None] | [Probe type [, Type [, 1 [, Resolution(<NRf> | MIN |MAX | DEF)]]]]< Probe type >:TCOuple | RTD | FRTD | THERmistor | FTHermistor<Type>:
Tcouple: J | K | N | R | S | T | B | E
RTD / FRTD : PT100 | D100 | F100 | PT385 | PT3916 | USER
Thermistor / Fthermistor : 2200 | 5000 | 10000 | USER
Example: MEAS:TEMP? TCO,K> +0.26561348E+02
第 1 ディスプレイでの温度測定値を返します。
● AUTO レンジ(AUTO または DEFault)に設定されている場合，入力が連続的に変化する場合等で<resolution>を指定すると，機器が積分時間を決定できずにエラーが発生することがあります。AUTO レンジを使用する
場合は，パラメータの<resolution>を省略するかまたは DEFault に設定してください。

281

DM2571 ディジタルマルチメータ

第 2 ディスプレイ: MEASure2 コマンド
MEASure2[:VOLTage]:DC?
第 2 ディスプレイの DC 電圧測定値を返します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX |DEF)[,Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)]]
Example: MEAS2:VOLT:DC? 1,MIN> +4.88519457E−04
MIN レンジでの第 2 ディスプレイの DC 電圧測定値”0.4885mV”を返します。
● AUTO レンジ(AUTO または DEFault)に設定されている場合，入力が連続的に変化する場合等で<resolution>を指定すると，機器が積分時間を決定できずにエラーが発生することがあります。AUTO レンジを使用する
場合は，パラメータの<resolution>を省略するかまたは DEFault に設定してください。

MEASure2[:VOLTage]:AC?
第 2 ディスプレイの AC 電圧測定値を返します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX | DEF)]
Example: MEAS2:VOLT:AC? MIN> +5.11895142E−04
第 2 ディスプレイの AC 電圧測定値”0.5118mV”を返します。

MEASure2:CURRent[:DC]?
第 2 ディスプレイの DC 電流測定値を返します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX |DEF)[,Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)]]
Example: MEAS2:CURR:DC? 1E−4
> −1.05580457E−07
第 2 ディスプレイの DC 電流測定値”−0.1055μA”を返します。
● AUTO レンジ(AUTO または DEFault)に設定されている場合，入力が連続的に変化する場合等で<resolution>を指定すると，機器が積分時間を決定できずにエラーが発生することがあります。AUTO レンジを使用する
場合は，パラメータの<resolution>を省略するかまたは DEFault に設定してください。

MEASure2:CURRent:AC?
第 2 ディスプレイの AC 電流測定値を返します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX | DEF)]
Example: MEAS2:CURR:AC?
> +2.20387154E−07
第 2 ディスプレイの AC 電流測定値”0.2203μA”を返します。

282

リモートコントロール
MEASure2:FREQuency?
第 2 ディスプレイの周波数測定値を返します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX |DEF)[,Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)]]
Example: MEAS2:FREQ?
> +0.21501429E+05
第 2 ディスプレイの周波数測定値”21.5kHz”を返します。

MEASure2:PERiod?
第 2 ディスプレイの周期測定値を返します。
Parameter: [None] | [Range(<NRf> | AUTO | MIN | MAX |DEF)[,Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)]]
Example: MEAS2:PER? MAX
振幅レンジ MAX での，第 2 ディスプレイの周期測定値を返します。

283

DM2571 ディジタルマルチメータ

SENSe コマンド
[SENSe:]FUNCtion[X]
第 1 ディスプレイまたは第 2 ディスプレイのファンクションを設定します。
X = 1：第 1 ディスプレイ
X = 2：第 2 ディスプレイ
Parameter:(1st):"VOLT[:DC]", "VOLT:AC", "CURR[:DC]", "CURR:AC", "RES","FRES", "FREQ", "PER", "TEMP:TCO", "TEMP:RTD", "TEMP:FRTD","TEMP:THER", "TEMP:FTH", "CAP", "DIOD", "CONT"(2nd): "VOLT[:DC]", "VOLT:AC", "CURR[:DC]", "CURR:AC", "FREQ","PER", "NON"
Example: SENS:FUNC1 "VOLT:DC"
第 1 ディスプレイを DCV に設定します。

[SENSe:]FUNCtion[X]?
第 1 ディスプレイまたは第 2 ディスプレイのファンクションを返します。
X = 1：第 1 ディスプレイ
X = 2：第 2 ディスプレイ
Return parameter:(1st): “VOLT”, “VOLT:AC”, “CURR”, “CURR:AC”, “RES”, “FRES”,“FREQ”, “PER”, “TEMP”, "CAP", “DIOD”, “CONT”(2nd): “VOLT”, “VOLT:AC”, “CURR”, “CURR:AC”, “FREQ”, “PER”, “NON”[SENSe:]DATA?
測定予備値等が返されます。

[SENSe:]DIGital:SHIFt
桁数自動設定のオン/オフを設定します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SENS:DIG:SHIF ON
桁数を自動設定にします。

[SENSe:]DIGital:SHIFt?
桁数設定を返します。
Return parameter: 0 | 1 ,1=AUTO, 0=User selected[SENSe:]UNIT
温度の単位を設定します。
Parameter: C | K
Example: SENS:UNIT C
温度単位を℃に設定します。

[SENSe:]UNIT?
温度の単位を返します。
Return parameter: C | K

284

リモートコントロール

SENSe AVERage コマンド
[SENSe:]AVERage:COUNt[X]ディジタルフィルタのカウント数を設定します。
X = 1：第 1 ディスプレイ
X = 2：第 2 ディスプレイ
Parameter: <NR1> (2 ~ 100) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:AVER:COUN2 100
第 2 ディスプレイのカウント数を 100 に設定します。

[SENSe:]AVERage:COUNt[X]?
ディジタルフィルタのカウント数を返します。
Return parameter: <NR1>, Ex: +002

[SENSe:]AVERage:STATe[X]ディジタルフィルタを On/Off します。
X = 1：第 1 ディスプレイ
X = 2：第 2 ディスプレイ
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SENS:AVER:STAT1 ON
第 1 ディスプレイディジタルフィルタを On/Off します。
● Speed≧7.2k/s の場合，フィルタ機能は無効になります。

[SENSe:]AVERage:STATe[X]?
ディジタルフィルタの状態を返します。(オンまたはオフ)
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

[SENSe:]AVERage:TCONtrol[X]ディジタルフィルタを選択します。
X = 1：第 1 ディスプレイ
X = 2：第 2 ディスプレイ
Parameter: MOV | REP
Example: SENS:AVER:TCON1 MOV
第 1 ディスプレイのディジタルフィルタを移動平均に設定します。

[SENSe:]AVERage:TCONtrol[X]?
ディジタルフィルタの種類を返します。
Return parameter: MOV (moving) | REP (repeating)285

DM2571 ディジタルマルチメータ[SENSe:]AVERage:WINDow[X]フィルタウインドウを選択します。
X = 1：第 1 ディスプレイ
X = 2：第 2 ディスプレイ
Parameters: 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | NONE
Example: SENS:AVER:WIND1 0.1
第 1 ディスプレイのフィルタウインドウを 0.1%に設定します。

[SENSe:]AVERage:WINDow[X]?
フィルタウインドウの設定を返します。
Return parameter: 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | NONE[SENSe:]AVERage:WINDow:METHod[X]
フィルタウインドウ方式を選択します。
X = 1：第 1 ディスプレイ
X = 2：第 2 ディスプレイ
Parameters: Measure | Range
Example: SENS:AVER:WIND:METH1 Measure
第 1 ディスプレイのフィルタウインドウ方式を Measure に設定します。

[SENSe:]AVERage:WINDow:METHod[X]?
フィルタウインドウ方式の設定を返します。
Return parameter: Measure | Range

286

リモートコントロール

SENSe CAPacitance コマンド
[SENSe:]CAPacitance:CABLe:CALibratoin
キャパシタンスの測定前に実施し，リラティブ測定のように使用します。
(1nF/10nF レンジのみの機能です)
Parameter: [None]
Example: CONF:CAP 1e−9
SENS:CAP:CABL:CAL
テストリード分の値をゼロとします。

[SENSe:]CAPacitance:RANGe
キャパシタンス測定のレンジを設定します。
Parameter: Range(<NRf> | MIN | MAX | DEF)
Example: SENS:CAP:RANG 1e−9測定のレンジを 1nF に設定します。

[SENSe:]CAPacitance:RANGe?
キャパシタンス測定のレンジを返します。

[SENSe:]CAPacitance:RANGe:AUTO
キャパシタンス測定の AUTO レンジの設定をします。ONCE を選択すると，オートレンジを１回実行した後，off となります。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF | ONCE
Example: SENS:CAP:RANG:AUTO ON
キャパシタンス測定の AUTO レンジを on にします。

[SENSe:]CAPacitance:RANGe:AUTO?
キャパシタンス測定の AUTO レンジの設定を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON287

DM2571 ディジタルマルチメータ

SENSe CONTinuity コマンド
[SENSe:]CONTinuity:NPLCycles
導通テストの積分時間を PLC(power line cycles)単位で設定します。数値
パラメータ<NRf>は，自動的に最も近い PLC に変換されます(0.15|0.6|1)。
Parameter: NPLCycles(<NRf> | MIN | MAX | DEF)
Example: SENS:CONT:NPLC MIN
導通テストの積分時間を 0.15PLCs に設定します。

[SENSe:]CONTinuity:NPLCycles?
導通テストの積分時間を返します。
Return parameter: 0.15 | 0.6 | 1[SENSe:]CONTinuity:RESolution
導通テストの分解能を設定します。分解能はリフレッシュレートとレンジに依存します。
Parameter: Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)
Example: SENS:CONT:RES 0.001
導通テストの分解能を 0.001 に設定します。

[SENSe:]CONTinuity:RESolution?
導通テストの分解能を返します。

[SENSe:]CONTinuity:THReshold
導通テストのしきい値（Ω）を設定します。
Parameter: <NR1> (1 ~ 1000)
Example: SENS:CONT:THR 10
しきい値を 10Ω に設定します。

[SENSe:]CONTinuity:THReshold?
導通テストのしきい値（Ω）を返します。
Return parameter: <NR1>, Ex: +0010[SENSe:]CONTinuity:TRIGger:DELay
導通テストのトリガディレイを設定します。(最小単位 1μsec)
Parameter: <NRf>(0 ~ 3600 s) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:CONT:TRIG:DEL 0.0001
導通テストのトリガディレイを 100μsec に設定します。

[SENSe:]CONTinuity:TRIGger:DELay?
導通テストのトリガディレイを秒で返します。
Return parameter: <NRf>288

リモートコントロール[SENSe:]CONTinuity:ZERO:AUTO
導通テストのオートゼロを on/off します。ONCE を選択すると，オートゼロを１回実行した後，off となります。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF | ONCE
Example: SENS:CONT:ZERO:AUTO OFF
オートゼロを off にします。

[SENSe:]CONTinuity:ZERO:AUTO?
導通テストのオートゼロの設定を返します。
Return parameter: 0 | 1, 1=ON, 0=OFF289

DM2571 ディジタルマルチメータ

SENSe DIODe コマンド
[SENSe:]DIODe:NPLCycles
ダイオードテストの積分時間を PLC(power line cycles)単位で設定します。
数 値 パ ラ メ ー タ <NRf> は ， 自 動 的 に 最 も 近 い PLC に 変 換 さ れ ま す(0.15|0.6|1)。
Parameter: NPLCycles(<NRf> | MIN | MAX | DEF)
Example: SENS:DIOD:NPLC DEF
ダイオードテストの積分時間を 1PLCs に設定します。

[SENSe:]DIODe:NPLCycles?
ダイオードテストの積分時間を返します。
Return parameter: 0.15 | 0.6 | 1[SENSe:]DIODe:RESolution
ダイオードテストの分解能を設定します。分解能はリフレッシュレートとレンジに依存します。
Parameter: Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)
Example: SENS:DIOD:RES 0.1e−4ダイオードテストの分解能を 0.00001 に設定します。

[SENSe:]DIODe:RESolution?
ダイオードテストの分解能を返します。

[SENSe:]DIODe:TRIGger:DELay
ダイオードテストのトリガディレイを設定します。(最小単位 1μsec)
Parameter: <NRf>(0 ~ 3600 s) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:DIOD:TRIG:DEL 0.5
ダイオードテストのトリガディレイを 500msec に設定します。

[SENSe:]DIODe:TRIGger:DELay?
ダイオードテストのトリガディレイを秒で返します。
Return parameter: <NRf>[SENSe:]DIODe:ZERO:AUTO
ダイオードテストのオートゼロを on/off します。ONCE を選択すると，オートゼロを１回実行した後，off となります。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF | ONCE
Example: SENS:DIOD:ZERO:AUTO ON
オートゼロを on にします。

[SENSe:]DIODe:ZERO:AUTO?
ダイオードテストのオートゼロの設定を返します。
Return Parameter: 0 | 1, 1=ON, 0=OFF290

リモートコントロール

SENSe VOLTage コマンド
[SENSe:]VOLTage[:DC]:IMPedance:AUTO
直流電圧測定時の入力抵抗設定 AUTO を on/off します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SENS:VOLT:DC:IMP:AUTO ON
入力抵抗設定 AUTO を on します。

[SENSe:]VOLTage[:DC]:IMPedance:AUTO?
直流電圧測定時の入力抵抗設定 AUTO の状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

[SENSe:]VOLTage[:DC]:NPLCycles
直流電圧測定の積分時間を PLC(power line cycles)単位で設定します。数値パラメータ<NRf>は，自動的に最も近い PLC に変換されます(0.006 | 0.0083 | 0.0125 | 0.025 | 0.05 | 0.15 | 0.6 | 1 | 3 | 12).
Parameter: NPLCycles(<NRf> | MIN | MAX | DEF)
Example: SENS:VOLT:DC:NPLC 12
直流電圧測定の積分時間を 12PLC に設定します。

[SENSe:]VOLTage[:DC]:NPLCycles?
直流電圧測定の積分時間を返します。
Return parameter: 0.006 | 0.0083 | 0.0125 | 0.025 | 0.05 | 0.15 | 0.6 | 1 |
3 | 12[SENSe:]VOLTage[:DC]:NULL[:STATe]
直流電圧測定時のリラティブ測定を on/off します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SENS:VOLT:DC:NULL:STAT OFF
直流電圧測定のリラティブ測定を off します。

[SENSe:]VOLTage[:DC]:NULL[:STATe]?
直流電圧測定時のリラティブ測定の状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

[SENSe:]VOLTage[:DC]:NULL:VALue
直流電圧測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を設定します。
Parameter: <NRf> (−1200.0~1200.0 V) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:VOLT:DC:NULL:STAT ON
SENS:VOLT:DC:NULL:VAL 1.2
リファレンス値(REL)を 1.2V に設定します。

[SENSe:]VOLTage[:DC]:NULL:VALue?
直流電圧測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を返します。

291

DM2571 ディジタルマルチメータ[SENSe:]VOLTage[:DC]:NULL:VALue:AUTO
直流電圧測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を，AUTO に設定します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SENS:VOLT:DC:NULL:STAT ON
SENS:VOLT:DC:NULL:VAL:AUTO ON
READ ?
On すると最初の読み取り値をリファレンス値として設定します。

[SENSe:]VOLTage[:DC]:NULL:VALue:AUTO?
直流電圧測定時のリラティブ測定の，リファレンス値(REL)設定の AUTO 状
態を返します。

[SENSe:]VOLTage[:DC]:RANGe
直流電圧測定の測定レンジを設定します。
Parameter: <NRf> | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:VOLT:DC:RANG MIN
直流電圧測定の測定レンジを MIN に設定します。

[SENSe:]VOLTage[:DC]:RANGe?
直流電圧測定の測定レンジを返します。

[SENSe:]VOLTage[:DC]:RANGe:AUTO
直流電圧測定の AUTO レンジを on/off します。ONCE を選択すると，オートレンジを１回実行した後，off となります。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF | ONCE
Example: SENS:VOLT:DC:RANG:AUTO ON
直流電圧測定の AUTO レンジを on します。

[SENSe:]VOLTage[:DC:]RANGe:AUTO?
直流電圧測定の AUTO レンジの状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

[SENSe:]VOLTage[:DC]:RESolution
直流電圧測定の分解能を設定します。分解能はリフレッシュレートとレンジに依存します。
Parameter: Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)
Example: SENS:VOLT:DC:RES MAX
直流電圧測定の分解能を MAX に設定します。

[SENSe:]VOLTage[:DC]:RESolution?
直流電圧測定の分解能を返します。

292

リモートコントロール[SENSe:]VOLTage[:DC]:TRIGger:DELay
直流電圧測定のトリガディレイを設定します。(最小単位 1μsec)
Parameter: <NRf>(0 ~ 3600 s) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:VOLT:DC:TRIG:DEL MAX
直流電圧測定のトリガディレイを MAX 値に設定します。

[SENSe:]VOLTage[:DC]:TRIGger:DELay?
直流電圧測定のトリガディレイを問い合わせます。
Return parameter: <NRf>[SENSe:]VOLTage[:DC]:ZERO:AUTO
直流電圧測定のオートゼロを on/off します。ONCE を選択すると，オートゼ
ロを１回実行した後，off となります。
Example: SENS:VOLT:DC:ZERO:AUTO ONCE
直流電圧測定のオートゼロを ONCE に設定します。

[SENSe:]VOLTage[:DC]:ZERO:AUTO?
直流電圧測定のオートゼロの状態を返します。
Return Parameter: 0 | 1, 1=ON, 0=OFF[SENSe:]VOLTage:AC:BANDwidth
交流電圧測定の(AC フィルタ)帯域幅を設定します。
Parameter: <NRf> (3 | 20 | 200) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:VOLT:AC:BAND 20
帯域幅を 20Hz に設定します。

[SENSe:]VOLTage:AC:BANDwidth?
交流電圧測定の(AC フィルタ)帯域幅を返します。
Return parameter: <NRf>, Ex: 3.00000000E+00[SENSe:]VOLTage:AC:NULL[:STATe]
交流電圧測定時のリラティブ測定を on/off します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SENS:VOLT:AC:NULL:STAT ON
交流電圧測定リラティブ測定を on します。

[SENSe:]VOLTage:AC:NULL[:STATe]?
交流電圧測定時のリラティブ測定の状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

[SENSe:]VOLTage:AC:NULL:VALue
交流電圧測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を設定します。
Parameter: <NRf> (−1200.0~1200.0 V) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:VOLT:AC:NULL:VAL 1
リファレンス値(REL)を 1V に設定します。

293

DM2571 ディジタルマルチメータ[SENSe:]VOLTage:AC:NULL:VALue?
交流電圧測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を返します。

[SENSe:]VOLTage:AC:NULL:VALue:AUTO
交流電圧測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を，AUTO に設定します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SENS:VOLT:AC:NULL:STAT ON
SENS:VOLT:AC:NULL:VAL:AUTO OFFREAD?
On すると最初の読み取り値をリファレンス値として設定します。

[SENSe:]VOLTage:AC:NULL:VALue:AUTO?
交流電圧測定時のリラティブ測定の，リファレンス値(REL)設定の AUTO 状
態を返します。

[SENSe:]VOLTage:AC:RANGe
交流電圧測定の測定レンジを設定します。
Parameter: (<NRf> | MIN | MAX | DEF)
Example: SENS:VOLT:AC:RANG MAX
交流電圧測定の測定レンジを MAX に設定します。

[SENSe:]VOLTage:AC:RANGe?
交流電圧測定の測定レンジを返します。

[SENSe:]VOLTage:AC:RANGe:AUTO
交流電圧測定の AUTO レンジを on/off します。ONCE を選択すると，オートレンジを１回実行した後，off となります。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF | ONCE
Example: SENS:VOLT:AC:RANG:AUTO ON
交流電圧測定の AUTO レンジを on します。

[SENSe:]VOLTage:AC:RANGe:AUTO?
交流電圧測定の AUTO レンジの状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

[SENSe:]VOLTage:AC:TRIGger:DELay
交流電圧測定のトリガディレイを設定します。(最小単位 1μsec)
Parameter: <NRf>(0 ~ 3600 s) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:VOLT:AC:TRIG:DEL 0.4
交流電圧測定のトリガディレイを 400ms に設定します。

[SENSe:]VOLTage:AC:TRIGger:DELay?
交流電圧測定のトリガディレイを問い合わせます。
Return parameter: <NRf>294

リモートコントロール

SENSe CURRent コマンド
[SENSe:]CURRent[:DC]:NPLCycles
直流電流測定の積分時間を PLC(power line cycles)単位で設定します。数値パラメータ<NRf>は，自動的に最も近い PLC に変換されます(0.006 | 0.0083 | 0.0125 | 0.025 | 0.05 | 0.15 | 0.6 | 1 | 3 | 12).
Parameter: NPLCycles(<NRf> | MIN | MAX | DEF)
Example: SENS:CURR:DC:NPLC 1
直流電流測定の積分時間を 1PLC に設定します。

[SENSe:]CURRent[:DC]:NPLCycles?
直流電流測定の積分時間を返します。
Return parameter: 0.006 | 0.0083 | 0.0125 | 0.025 | 0.05 | 0.15 | 0.6 | 1 |
3 | 12[SENSe:]CURRent[:DC]:NULL[:STATe]
直流電流測定時のリラティブ測定を on/off します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SENS:CURR:DC:NULL:STAT ON
直流電流測定リラティブ測定を on します。

[SENSe:]CURRent[:DC]:NULL[:STATe]?
直流電流測定時のリラティブ測定の状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

[SENSe:]CURRent[:DC]:NULL:VALue
直流電流測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を設定します。
Parameter: <NRf> (−12.0~12.0 A) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:CURR:DC:NULL:VAL 1.1
リファレンス値(REL)を 1.1A に設定します。

[SENSe:]CURRent[:DC]:NULL:VALue?
直流電流測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を返します。

[SENSe:]CURRent[:DC]:NULL:VALue:AUTO
直流電流測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を，AUTO に設定します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SENS:CURR:DC:NULL:STAT ON
SENS:CURR:DC:NULL:VAL:AUTO ON
On すると最初の読み取り値をリファレンス値として設定します。

295

DM2571 ディジタルマルチメータ[SENSe:]CURRent[:DC]:NULL:VALueAUTO?
直流電流測定時のリラティブ測定の，リファレンス値(REL)設定の AUTO 状
態を返します。

[SENSe:]CURRent[:DC]:RANGe
直流電流測定の測定レンジを設定します。
Parameter: Range(<NRf> | MIN | MAX | DEF)
Example: SENS:CURR:DC:RANG 10e−2
直流電流測定の測定レンジを 100ｍA に設定します。

[SENSe:]CURRent[:DC]:RANGe?
直流電流測定の測定レンジを返します。

[SENSe:]CURRent[:DC]:RANGe:AUTO
直流電流測定の AUTO レンジを on/off します。ONCE を選択すると，オートレンジを１回実行した後，off となります。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF | ONCE
Example: SENS:CURR:DC:RANG:AUTO OFF
直流電流測定の AUTO レンジを off します。

[SENSe:]CURRent[:DC]:RANGe:AUTO?
直流電流測定の AUTO レンジの状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

[SENSe:]CURRent[:DC]:RESolution
直流電流測定の分解能を設定します。分解能はリフレッシュレートとレンジに依存します。
Parameter: Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)
Example: SENS:CURR:DC:RES 0.01
直流電流測定の分解能を 0.01 に設定します。

[SENSe:]CURRent[:DC]:RESolution?
直流電流測定の分解能を返します。

[SENSe:]CURRent[:DC]:TERMinals
電流測定の入力端子を設定します。
Parameter: <NR1> 3 | 10
Example: SENS:CURR:DC:TERM 3
入力端子を３A に設定します。

[SENSe:]CURRent[:DC]:TERMinals?
設定されている電流入力端子を返します。
Return parameter: +3 | +10

296

リモートコントロール[SENSe:]CURRent[:DC]:TRIGger:DELay
直流電流測定のトリガディレイを設定します。(最小単位 1μsec)
Parameter: <NRf>(0 ~ 3600 s) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:CURR:DC:TRIG:DEL 2e−4
直流電流測定のトリガディレイを 200μs に設定します。

[SENSe:]CURRent[:DC]:TRIGger:DELay?
直流電流測定のトリガディレイを問い合わせます。
Return parameter: <NRf>[SENSe:]CURRent[:DC]:ZERO:AUTO
直流電流測定のオートゼロを on/off します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF | ONCE
Example: SENS:CURR:DC:ZERO:AUTO ON
直流電流測定のオートゼロを on に設定します。

[SENSe:]CURRent[:DC]:ZERO:AUTO?
直流電流測定のオートゼロの状態を返します。
Return Parameter: 0 | 1, 1=ON, 0=OFF[SENSe:]CURRent:AC:BANDwidth
交流電流測定の(AC フィルタ)帯域幅を設定します。
Parameter: <NRf> (3 | 20 | 200) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:CURR:AC:BAND 3
帯域幅を 3Hz に設定します。

[SENSe:]CURRent:AC:BANDwidth?
交流電流測定の(AC フィルタ)帯域幅を返します。
Return parameter: <NRf>[SENSe:]CURRent:AC:NULL[:STATe]
交流電流測定時のリラティブ測定を on/off します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SENS:CURR:AC:NULL:STAT ON
交流電流測定リラティブ測定を on します。

[SENSe:]CURRent:AC:NULL[:STATe]?
交流電流測定時のリラティブ測定の状態を返します。
Return parameter: 0|1, 0=OFF, 1=ON

[SENSe:]CURRent:AC:NULL:VALue
交流電流測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を設定します。
Parameter: <NRf> (−12.0~12.0 A) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:CURR:AC:NULL:VAL 0.02
リファレンス値(REL)を 0.02A に設定します。

297

DM2571 ディジタルマルチメータ[SENSe:]CURRent:AC:NULL:VALue?
交流電流測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を返します。

[SENSe:]CURRent:AC:NULL:VALue:AUTO
交流電流測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を，AUTO に設定します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SENS:CURR:AC:NULL:STAT ON
SENS:CURR:AC:NULL:VAL:AUTO ON
On すると最初の読み取り値をリファレンス値として設定します。

[SENSe:]CURRent:AC:NULL:VALue:AUTO?
交流電流測定時のリラティブ測定の，リファレンス値(REL)設定の AUTO 状
態を返します。

[SENSe:]CURRent:AC:RANGe
交流電流測定の測定レンジを設定します。
Parameter: Range(<NRf> | MIN | MAX | DEF)
Example: SENS:CURR:AC:RANG 10e−3交流電流測定の測定レンジを 10mA に設定します。

[SENSe:]CURRent:AC:RANGe?
交流電流測定の測定レンジを返します。

[SENSe:]CURRent:AC:RANGe:AUTO
交流電流測定の AUTO レンジを on/off します。ONCE を選択すると，オートレンジを１回実行した後，off となります。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF | ONCE
Example: SENS:CURR:AC:RANG:AUTO OFF
交流電流測定の AUTO レンジを off します。

[SENSe:]CURRent:AC:RANGe:AUTO?
交流電流測定の AUTO レンジの状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

[SENSe:]CURRent:AC:TERMinals
電流測定の入力端子を設定します。
Parameter: <NR1> 3 | 10
Example: SENS:CURR:AC:TERM 10
入力端子を 10A に設定します。

[SENSe:]CURRent:AC:TERMinals?
設定されている電流入力端子を返します。
Return Parameter: +3 | +10

298

リモートコントロール[SENSe:]CURRent:AC:TRIGger:DELay
交流電流測定のトリガディレイを設定します。(最小単位 1μsec)
Parameter: <NRf>(0 ~ 3600 s) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:CURR:AC:TRIG:DEL 1
交流電流測定のトリガディレイを 1s に設定します。

[SENSe:]CURRent:AC:TRIGger:DELay?
交流電流測定のトリガディレイを問い合わせます。
Return parameter: <NRf>299

DM2571 ディジタルマルチメータ

SENSe RESistance コマンド
[SENSe:]RESistance:NPLCycles
２線抵抗測定の積分時間を PLC(power line cycles)単位で設定します。数値パラメータ<NRf>は，自動的に最も近い PLC に変換されます(0.006 | 0.0083 | 0.0125 | 0.025 | 0.05 | 0.15 | 0.6 | 1 | 3 | 12).
Parameter: NPLCycles(<NRf> | MIN | MAX | DEF)
Example: SENS:RES:NPLC MIN
2 線抵抗測定の積分時間を MIN に設定します。

[SENSe:]RESistance:NPLCycles?
2 線抵抗測定の積分時間を PLC 単位で返します。
Return parameter: 0.006 | 0.0083 | 0.0125 | 0.025 | 0.05 | 0.15 | 0.6 | 1 |
3 | 12[SENSe:]RESistance:NULL[:STATe]
2 線抵抗測定時のリラティブ測定を on/off します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SENS:RES:NULL:STAT ON
2 線抵抗測定リラティブ測定を on します。

[SENSe:]RESistance:NULL[:STATe]?
2 線抵抗測定時のリラティブ測定の状態を返します。
Return parameter: 0|1, 0=OFF, 1=ON

[SENSe:]RESistance:NULL:VALue
2 線抵抗測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を設定します。
Parameter: <NRf> (−120.0~120.0 MΩ) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:RES:NULL:VAL 2
リファレンス値(REL)を 2Ω に設定します。

[SENSe:]RESistance:NULL:VALue?
2 線抵抗測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を返します。

[SENSe:]RESistance:NULL:VALue:AUTO
2 線抵抗測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を，AUTO に設定します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SENS:RES:NULL:STAT ON
SENS:RES:NULL:VAL:AUTO OFFOn すると最初の読み取り値をリファレンス値として設定します。

300

リモートコントロール[SENSe:]RESistance:NULL:VALue:AUTO?
2 線抵抗測定時のリラティブ測定の，リファレンス値(REL)設定の AUTO 状
態を返します。

[SENSe:]RESistance:RANGe
2 線抵抗測定の測定レンジを設定します。
Parameter: Range(<NRf> | MIN | MAX | DEF)
Example: SENS:RES:RANG 1000
2 線抵抗測定の測定レンジを 1kΩ に設定します。

[SENSe:]RESistance:RANGe?
2 線抵抗測定の測定レンジを返します。

[SENSe:]RESistance:RANGe:AUTO
2 線抵抗測定の AUTO レンジを on/off します。ONCE を選択すると，オートレンジを 1 回実行した後，off となります。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF | ONCE
Example: SENS:RES:RANG:AUTO ON
2 線抵抗測定の AUTO レンジを on します。

[SENSe:]RESistance:RANGe:AUTO?
2 線抵抗測定の AUTO レンジの状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

[SENSe:]RESistance:RESolution
2 線抵抗測定の分解能を設定します。分解能はリフレッシュレートとレンジに依存します。
Parameter: Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)
Example: SENS:RES:RES 0.01
2 線抵抗測定の分解能を 0.01 に設定します。

[SENSe:]RESistance:RESolution?
2 線抵抗測定の分解能を返します。

[SENSe:]RESistance:TRIGger:DELay
2W 抵抗測定のトリガディレイを設定します。(最小単位 1μsec)
Parameter: <NRf>(0 ~ 3600 s) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:FRES:TRIG:DEL DEF
2 線抵抗測定のトリガディレイを DEF 値に設定します。

[SENSe:]RESistance:TRIGger:DELay?
2 線抵抗測定のトリガディレイを問い合わせます。
Return parameter: <NRf>301

DM2571 ディジタルマルチメータ[SENSe:]RESistance:ZERO:AUTO
2 線抵抗測定のオートゼロを on/off します。ONCE を選択すると，オートゼロ
を１回実行した後，off となります。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF | ONCE
Example: SENS:RES:ZERO:AUTO ON
2 線抵抗測定のオートゼロを on に設定します。

[SENSe:]RESistance:ZERO:AUTO?
2 線抵抗測定のオートゼロの状態を返します。
Return Parameter: 0 | 1, 1=ON, 0=OFF[SENSe:]FRESistance:NPLCycles
4 線抵抗測定の積分時間を PLC(power line cycles)単位で設定します。数値パラメータ<NRf>は，自動的に最も近い PLC に変換されます(0.006 | 0.0083 | 0.0125 | 0.025 | 0.05 | 0.15 | 0.6 | 1 | 3 | 12).
Parameter: NPLCycles(<NRf> | MIN | MAX | DEF)
Example: SENS:FRES:NPLC MAX
4 線抵抗測定の積分時間を MAX に設定します。

[SENSe:]FRESistance:NPLCycles?
4 線抵抗測定の積分時間を PLC 単位で返します。
Return parameter: 0.006 | 0.0083 | 0.0125 | 0.025 | 0.05 | 0.15 | 0.6 | 1 |
3 | 12[SENSe:]FRESistance:NULL[:STATe]
4 線抵抗測定時のリラティブ測定を on/off します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SENS:FRES:NULL:STAT ON
4 線抵抗測定リラティブ測定を on します。

[SENSe:]FRESistance:NULL[:STATe]?
4 線抵抗測定時のリラティブ測定の状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

[SENSe:]FRESistance:NULL:VALue
4 線抵抗測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を設定します。
Parameter: <NRf> (−120.0~120.0 MΩ) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:FRES:NULL:VAL 2
リファレンス値(REL)を 2Ω に設定します。

[SENSe:]FRESistance:NULL:VALue?
4 線抵抗測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を返します。

302

リモートコントロール[SENSe:]FRESistance:NULL:VALue:AUTO
4 線抵抗測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を，AUTO に設定します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SENS:FRES:NULL:STAT ON
SENS:FRES:NULL:VAL:AUTO ON
On すると最初の読み取り値をリファレンス値として設定します。

[SENSe:]FRESistance:NULL:VALue:AUTO?
4 線抵抗測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)設定の AUTO 状態を返します。

[SENSe:]FRESistance:RANGe
4 線抵抗測定の測定レンジを設定します。
Parameter: Range(<NRf> | MIN | MAX | DEF)
Example: SENS:FRES:RANG 10e34 線抵抗測定の測定レンジを 10kΩ に設定します。

[SENSe:]FRESistance:RANGe?
4 線抵抗測定の測定レンジを返します。

[SENSe:]FRESistance:RANGe:AUTO
4 線抵抗測定の AUTO レンジを on/off します。ONCE を選択すると，オートレンジを 1 回実行した後，off となります。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF | ONCE
Example: SENS:FRES:RANG:AUTO ON
4 線抵抗測定の AUTO レンジを on します。

[SENSe:]FRESistance:RANGe:AUTO?
4 線抵抗測定の AUTO レンジの状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

[SENSe:]FRESistance:RESolution
4 線抵抗測定の分解能を設定します。分解能はリフレッシュレートとレンジに依存します。
Parameter: Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)
Example: SENS:FRES:RES 0.01
4 線抵抗測定の分解能を 0.01 に設定します。

[SENSe:]FRESistance:RESolution?
4 線抵抗測定の分解能を返します。

303

DM2571 ディジタルマルチメータ[SENSe:]FRESistance:TRIGger:DELay
4 線抵抗測定のトリガディレイを設定します。(最小単位 1μsec)
Parameter: <NRf> (0 ~ 3600 s) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:RES:TRIG:DEL MIN
4 線抵抗測定のトリガディレイを MIN 値に設定します。

[SENSe:]FRESistance:TRIGger:DELay?
4 線抵抗測定のトリガディレイを問い合わせます。
Return parameter: <NRf>[SENSe:]FRESistance:ZERO:AUTO
4 線抵抗測定のオートゼロを on/off します。ONCE を選択すると，オートゼロ
を１回実行した後，off となります。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF | ONCE
Example: SENS:FRES:ZERO:AUTO ON
4 線抵抗測定のオートゼロを on に設定します。

[SENSe:]FRESistance:ZERO:AUTO?
4 線抵抗測定のオートゼロの状態を返します。
Return Parameter: 0 | 1, 1=ON, 0=OFF304

リモートコントロール

SENSe FREQency コマンド
[SENSe:]FREQuency:APERture
周波数測定のアパーチャ時間(ゲート時間)を設定します。(0.01s, 0.1s, 1s)
Parameter: <NRf> (0.01 | 0.1 | 1)
Example: SENS:FREQ:APER 0.01
ゲート時間を 0.01s に設定します。

[SENSe:]FREQuency:APERture?
周波数測定のアパーチャ時間(ゲート時間)を返します。
Return parameter: <NRf>[SENSe:]FREQuency:CURRent:RANGe
周波数測定の電流レンジを設定します。
Parameter: Range(<NRf> | MIN | MAX | DEF)
Example: SENS:FREQ:CURR:RANG MIN
周波数測定の電流レンジを MIN に設定します。

[SENSe:]FREQuency:CURRent:RANGe?
周波数測定の電流レンジを返します。

[SENSe:]FREQuency:CURRent:RANGe:AUTO
周波数測定の電流 AUTO レンジを on/off します。ONCE を選択すると，オー
トレンジを 1 回実行した後，off となります。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF | ONCE
Example: SENS:FREQ:CURR:RANG:AUTO ON
周波数測定の電流 AUTO レンジを on します。

[SENSe:]FREQuency:CURRent:RANGe:AUTO?
周波数測定の電流 AUTO レンジの状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

[SENSe:]FREQuency:INPutjack
周波数測定する入力端子を設定します。
Parameter: <NR1> (0 | 1 | 2), 0=Voltage, 1=3A, 2=10A
Example: SENS:FREQ:INP 0
端子を電圧用に設定します。

[SENSe:]FREQuency:INPutjack?
周波数測定する入力端子を返します。
Return Parameter: VOLT | 3A | 10A

305

DM2571 ディジタルマルチメータ[SENSe:]FREQuency:NULL[:STATe]
周波数測定のリラティブ測定を on します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SENS:FREQ:NULL:STAT ON
周波数測定時のリラティブ測定の状態を返します。

[SENSe:]FREQuency:NULL[:STATe]?
周波数測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を設定します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

[SENSe:]FREQuency:NULL:VALue
周波数測定時のリラティブ測定の状態を返します。
Parameter: <NRf> (−1.2e6~1.2e6 Hz) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:FREQ:NULL:VAL 10
リファレンス値(REL)を 10Hz に設定します。

[SENSe:]FREQuency:NULL:VALue?
周波数測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を返します。

[SENSe:]FREQuency:NULL:VALue:AUTO
周波数測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を，AUTO に設定します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SENS:FREQ:NULL:STAT ON
SENS:FREQ:NULL:VAL:AUTO ON
On すると最初の読み取り値をリファレンス値として設定します。

[SENSe:]FREQuency:NULL:VALue:AUTO?
周波数測定時のリラティブ測定の，リファレンス値(REL)設定の AUTO 状態を返します。

[SENSe:]FREQuency:TIMeout:AUTO
信号が入力されていない時等の，周波数測定のタイムアウトを設定します。
OFF にすると１秒に設定されます。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SENS:FREQ:TIM:AUTO OFF
タイムアウトを OFF（１秒）に設定します。

[SENSe:]FREQuency:TIMeout:AUTO?
タイムアウトの設定が返されます。
Return parameter: 0 | 1,
0: 1 秒,
1: AC フィルターの帯域幅設定によって異なります。

306

リモートコントロール[SENSe:]FREQuency:TRIGger:DELay
周波数測定のトリガディレイを設定します。(最小単位 1μsec)
Parameter: <NRf> (0 ~ 3600 s) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:FREQ:TRIG:DEL 0.5
周波数測定のトリガディレイを 0.5ｓに設定します。

[SENSe:]FREQuency:TRIGger:DELay?
周波数測定のトリガディレイを問い合わせます。
Return parameter: <NRf>[SENSe:]FREQuency:VOLTage:RANGe
周波数測定の電圧レンジを設定します。
Parameter: Range(<NRf> | MIN | MAX | DEF)
Example: SENS:FREQ:VOLT:RANG MIN
周波数測定の電圧レンジを MIN に設定します。

[SENSe:]FREQuency:VOLTage:RANGe?
周波数測定の電圧レンジを返します。

[SENSe:]FREQuency:VOLTage:RANGe:AUTO
周波数測定の電圧 AUTO レンジを on/off します。ONCE を選択すると，オー
トレンジを 1 回実行した後，off となります。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF | ONCE
Example: SENS:FREQ:VOLT:RANG:AUTO ON
周波数測定の電圧 AUTO レンジを on します。

[SENSe:]FREQuency:VOLTage:RANGe:AUTO?
周波数測定の電圧 AUTO レンジの状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

[SENSe:]PERiod:APERture
周期測定のアパーチャ時間(ゲート時間)を設定します。(0.01s, 0.1s, 1s)
Parameter: <NRf> (0.01 | 0.1 | 1)
Example: SENS:PER:APER 0.1
ゲート時間を 0.1s に設定します。

[SENSe:]PERiod:APERture?
周期測定のアパーチャ時間(ゲート時間)を返します。
Return parameter: <NRf>[SENSe:]PERiod:CURRent:RANGe
周期測定の電流レンジを設定します。
Parameter: Range(<NRf> | MIN | MAX | DEF)
Example: SENS:PER:CURR:RANG MAX
周期測定の電流レンジを MAX に設定します。

307

DM2571 ディジタルマルチメータ[SENSe:]PERiod:CURRent:RANGe?
周期測定の電流レンジを返します。

[SENSe:]PERiod:CURRent:RANGe:AUTO
周期測定の電流 AUTO レンジを on/off します。ONCE を選択すると，オートレンジを 1 回実行した後，off となります。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF | ONCE
Example: SENS:PER:CURR:RANG:AUTO OFF
周期測定の電流 AUTO レンジを on します。

[SENSe:]PERiod:CURRent:RANGe:AUTO?
周期測定の電流 AUTO レンジの状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

[SENSe:]PERiod:INPutjack
周期測定する入力端子を設定します。
Parameter: <NR1> (0 | 1 | 2), 0=Voltage, 1=3A, 2=10A
Example: SENS:PER:INP 1
端子を３A に設定します。

[SENSe:]PERiod:INPutjack?
周期測定する入力端子を返します。
Return parameter: VOLT | 3A | 10A[SENSe:]PERiod:NULL[:STATe]
周期測定時のリラティブ測定を on/off します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SENS:PER:NULL:STAT ON
周期測定のリラティブ測定を on します。

[SENSe:]PERiod:NULL[:STATe]?
周期測定時のリラティブ測定の状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

[SENSe:]PERiod:NULL:VALue
周期測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を設定します。
Parameter: <NRf> (−1.2~1.2 s) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:FREQ:NULL:VAL 1
リファレンス値(REL)を 1s に設定します。

[SENSe:]PERiod:NULL:VALue?
周期測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を返します。

308

リモートコントロール[SENSe:]PERiod:NULL:VALue:AUTO
周期測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を，AUTO に設定します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SENS:PER:NULL:STAT ON
SENS:PER:NULL:VAL:AUTO ON
On すると最初の読み取り値をリファレンス値として設定します。

[SENSe:]PERiod:NULL:VALue:AUTO?
周期測定時のリラティブ測定の，リファレンス値(REL)設定の AUTO 状態を返します。

[SENSe:]PERiod:TIMeout:AUTO
信号が入力されていない時等の，周期測定のタイムアウトを設定します。
OFF にすると１秒に設定されます。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SENS:PER:TIM:AUTO ON
タイムアウトを ON に設定します。

[SENSe:]PERiod:TIMeout:AUTO?
タイムアウトの設定が返されます。
Return parameter: 0 | 1,
0: 1 秒,
1: AC フィルターの帯域幅設定によって異なります。

[SENSe:]PERiod:TRIGger:DELay
周期測定のトリガディレイを設定します。(最小単位 1μsec)
Parameter: <NRf> (0 ~ 3600 s) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:PER:TRIG:DEL 0.05
周期測定のトリガディレイを 50mｓに設定します。

[SENSe:]PERiod:TRIGger:DELay?
周期測定のトリガディレイを問い合わせます。
Return parameter: <NRf>[SENSe:]PERiod:VOLTage:RANGe
周期測定の電圧レンジを設定します。
Parameter: Range(<NRf> | MIN | MAX | DEF)
Example: SENS:PER:VOLT:RANG DEF
周期測定の電圧レンジを DEF に設定します。

[SENSe:]PERiod:VOLTage:RANGe?
周期測定の電圧レンジを返します。

309

DM2571 ディジタルマルチメータ[SENSe:]PERiod:VOLTage:RANGe:AUTO
周期測定の電圧 AUTO レンジを on/off します。ONCE を選択すると，オートレンジを 1 回実行した後，off となります。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF | ONCE
Example: SENS:PER:VOLT:RANG:AUTO OFF
周期測定の電圧 AUTO レンジを off します。

[SENSe:]PERiod:VOLTage:RANGe:AUTO?
周期測定の電圧 AUTO レンジの状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

310

リモートコントロール

SENSe TEMPerature コマンド
[SENSe:]TEMPerature:NPLCycles
温度測定の積分時間を PLC(power line cycles)単位で設定します。数値パラメータ<NRf>は，自動的に最も近い PLC に変換されます (1 | 3 | 12).
Parameter: NPLCycles(<NRf> | MIN | MAX | DEF)
Example: SENS:TEMP:NPLC DEF
温度測定の積分時間を 12PLC に設定します。

[SENSe:]TEMPerature:NPLCycles?
温度測定の積分時間を PLC 単位で返します。
Return parameter: 1 | 3 | 12

[SENSe:]TEMPerature:NULL[:STATe]
温度測定時のリラティブ測定を on/off します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SENS:TEMP:NULL:STAT ON
温度測定のリラティブ測定を on します。

[SENSe:]TEMPerature:NULL[:STATe]?
温度測定時のリラティブ測定の状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

[SENSe:]TEMPerature:NULL:VALue
温度測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を設定します。
Parameter: <NRf> (−1.0e15~1.0e15) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:FREQ:NULL:VAL 5
リファレンス値(REL)を 5˚C に設定します。

[SENSe:]TEMPerature:NULL:VALue?
温度測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を返します。

[SENSe:]TEMPerature:NULL:VALue:AUTO
温度測定時のリラティブ測定のリファレンス値(REL)を，AUTO に設定します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SENS:TEMP:NULL:STAT ON
SENS:TEMP:NULL:VAL:AUTO ON
On にすると，最初の読み取り値をリファレンス値として設定します。

[SENSe:]TEMPerature:NULL:VALue:AUTO?
温度測定時のリラティブ測定の，リファレンス値(REL)設定の AUTO 状態を
返します。

311

DM2571 ディジタルマルチメータ[SENSe:]TEMPerature:RESolution
温度測定の分解能を設定します。分解能はリフレッシュレートとレンジに依存します。
Parameter: Resolution(<NRf> | MIN | MAX | DEF)
Example: SENS:TEMP:RES MAX
温度測定の分解能を MAX に設定します。

[SENSe:]TEMPerature:RESolution?
温度測定の分解能を返します。

[SENSe:]TEMPerature:TRANsducer:TYPE
温度変換プローブのタイプを設定します。
Parameter: [None] | TC | RTD | FRTD | THER | FTH
Example: SENS:TEMP:TRAN:TYPE RTD
温度変換プローブを RTD に設定します。

[SENSe:]TEMPerature:TRANsducer:TYPE?
温度変換プローブのタイプを返します。
Return parameter: TC, RTD, FRTD, THER, FTH[SENSe:]TEMPerature:TRIGger:DELay
温度測定のトリガディレイを設定します。(最小単位 1μsec)
Parameter: <NRf>(0 ~ 3600 s) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:TEMP:TRIG:DEL 0.001
温度測定のトリガディレイを 1ms に設定します。

[SENSe:]TEMPerature:TRIGger:DELay?
温度測定のトリガディレイを問い合わせます。
Return parameter: <NRf>[SENSe:]TEMPerature:ZERO:AUTO
温度測定のオートゼロを on/off します。ONCE を選択すると，オートゼロを１回実行した後，off となります。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF | ONCE
Example: SENS:TEMP:ZERO:AUTO OFF
温度測定のオートゼロを off に設定します。

[SENSe:]TEMPerature:ZERO:AUTO?
温度測定のオートゼロの状態を返します。
Return Parameter: 0 | 1, 1=ON, 0=OFF

312

リモートコントロール[SENSe:]TEMPerature:RJUNction:SIMulated
熱電対測定の基準接点温度（既知の固定値）を設定します。
Parameter: <NRf> (−20.00 ~ 80.00) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:TEMP:RJUN:SIM 25.00
基準接点温度を 25˚C に設定します。

[SENSe:]TEMPerature:RJUNction:SIMulated?
基準接点温度（既知の固定値）を返します。
Return parameter: <NRf>(−2.00000000E+01~+8.00000000E+01), 単位=˚C[SENSe:]TEMPerature:RJUNction:SIMulated:AUTO
熱電対測定の基準接点温度 AUTO を on/off します。(Simulated:Auto)
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SENS:TEMP:RJUN:SIM:AUTO ON
熱電対測定の基準接点温度 AUTO を on します。

[SENSe:]TEMPerature:RJUNction:SIMulated:AUTO?
熱電対測定の基準接点温度 AUTO の設定を返します。
Return Parameter: 0 | 1,
1= internal temperature,0= simulation temperature[SENSe:]TEMPerature:RJUNction:SIMulated:AUTO:OFFSet
熱電対測定の基準接点温度の調整オプション値を設定します。
Parameter: <NRf> (−20.00 ~ 20.00) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:TEMP:RJUN:SIM:AUTO:OFFS 5
基準接点温度の調整オプション値 5˚C を設定します。

[SENSe:]TEMPerature:RJUNction:SIMulated:AUTO:OFFSet?
熱電対測定の基準接点温度の調整オプション値を返します。
Return Parameter: <NRf>(−2.00000000E+01~+2.00000000E+01), 単位=˚C[SENSe:]TEMPerature:RJUNction:SIMulated:AUTO:TEMPerature?
熱電対測定の基準接点温度 AUTO 時の内部温度を返します。
Return Parameter: <NRf>(−5.50000000E+01~+1.25000000E+02), 単位=˚C[SENSe:]TEMPerature:TCOuple:TYPE
熱電対タイプを設定します。
Parameter: Type(J | K | N | R | S | T | B | E)
Example: SENS:TEMP:TCO:TYPE J
熱電対タイプ J を設定します。

313

DM2571 ディジタルマルチメータ[SENSe:]TEMPerature:TCOuple:TYPE?
熱電対タイプを返します。
Return parameter: J | K | N | R | S | T | B | E[SENSe:]TEMPerature:RTD:ALPHa
2WRTD のアルファ係数を設定します。
Parameter: <NRf> (0.0~9.999999) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:TEMP:RTD:ALPH 0.00385[SENSe:]TEMPerature:RTD:ALPHa?
2WRTD のアルファ係数を返します。

[SENSe:]TEMPerature:RTD:BETA
2WRTD のベータ係数を設定します。
Parameter: <NRf> (0.0~9.999999) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:TEMP:RTD:BETA 0.00495[SENSe:]TEMPerature:RTD:BETA?
2WRTD のベータ係数を返します。

[SENSe:]TEMPerature:RTD:DELTa
2WRTD のデルタ係数を設定します。
Parameter: <NRf> (0.0~9.999999) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:TEMP:RTD:DELT 0.000568[SENSe:]TEMPerature:RTD:DELTa?
2WRTD のデルタ係数を返します。

[SENSe:]TEMPerature:RTD:RESistance[:REFerence]
2WRTD の R0 を設定します。
Parameter: <NRf> (80.0~120.0) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:TEMP:RTD:RES:REF 100[SENSe:]TEMPerature:RTD:RESistance[:REFerence]?
2WRTD の R0 を返します。

[SENSe:]TEMPerature:RTD:TYPE
2WRTD のセンサタイプを設定します。
Return parameter: Type(PT100 | D100 | F100 | PT385 | PT3916 |USER)
Example: SENS:TEMP:RTD:TYPE PT100
2WRTD のセンサタイプ PT100 を設定します。

314

リモートコントロール[SENSe:]TEMPerature:RTD:TYPE?
2WRTD のセンサタイプを返します。
Return parameter: PT100 | D100 | F100 | PT385 | PT3916 | USER[SENSe:]TEMPerature:FRTD:ALPHa
4WRTD のアルファ係数を設定します。
Parameter: <NRf> (0.0~9.999999) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:TEMP:FRTD:ALPH 0.00385[SENSe:]TEMPerature:FRTD:ALPHa?
4WRTD のアルファ係数を返します。

[SENSe:]TEMPerature:FRTD:BETA
4WRTD のベータ係数を設定します。
Parameter: <NRf> (0.0~9.999999) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:TEMP:FRTD:BETA 0.00495[SENSe:]TEMPerature:FRTD:BETA?
4WRTD のベータ係数を返します。

[SENSe:]TEMPerature:FRTD:DELTa
4WRTD のデルタ係数を設定します。
Parameter: <NRf> (0.0~9.999999) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:TEMP:FRTD:DELT 0.000568[SENSe:]TEMPerature:FRTD:DELTa?
4WRTD のデルタ係数を返します。

[SENSe:]TEMPerature:FRTD:RESistance[:REFerence]
4WRTD の R0 を設定します。
Parameter: <NRf> (80.0 ~ 120.0) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:TEMP:FRTD:RES:REF 100[SENSe:]TEMPerature:FRTD:RESistance[:REFerence]?
4WRTD の R0 を返します。

[SENSe:]TEMPerature:FRTD:TYPE
4WRTD のセンサタイプを設定します。
Parameter: Type(PT100 | D100 | F100 | PT385 | PT3916 | USER)
Example: SENS:TEMP:FRTD:TYPE PT100
4WRTD のセンサタイプ PT100 を設定します。

[SENSe:]TEMPerature:FRTD:TYPE?
4WRTD のセンサタイプを返します。
Return parameter: PT100 | D100 | F100 | PT385 | PT3916 | USER

315

DM2571 ディジタルマルチメータ[SENSe:]TEMPerature:THERmistor:APARameter
2W サーミスタの A 係数を設定します。
Parameter: <NRf> (0.0~9.999999) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:TEMP:THER:APAR 0.002154.

[SENSe:]TEMPerature:THERmistor:APARameter?
2W サーミスタの A 係数を返します。

[SENSe:]TEMPerature:THERmistor:BPARameter
2W サーミスタの B 係数を設定します。
Parameter: <NRf> (0.0~9.999999) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:TEMP:THER:BPAR 0.003425[SENSe:]TEMPerature:THERmistor:BPARameter?
2W サーミスタの B 係数を返します。

[SENSe:]TEMPerature:THERmistor:CPARameter
2W サーミスタの C 係数を設定します。
Parameter: <NRf> (0.0~9.999999) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:TEMP:THER:CPAR 0.006993[SENSe:]TEMPerature:THERmistor:CPARameter?
2W サーミスタの C 係数を返します。

[SENSe:]TEMPerature:THERmistor:TYPE
2W サーミスタのセンサタイプを設定します。
Parameter: Type(2200 | 5000 | 10000 | USER)
Example: SENS:TEMP:THER:TYPE 2200
2W サーミスタのセンサタイプ 2.2kΩ を設定します。

[SENSe:]TEMPerature:THERmistor:TYPE?
2W サーミスタのセンサタイプを返します。
Return parameter: +2200 | +5000 | +10000 | USER.

[SENSe:]TEMPerature:FTHermistor:APARameter
4W サーミスタの A 係数を設定します。
Parameter: <NRf> (0.0~9.999999) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:TEMP:FTH:APAR 0.002154[SENSe:]TEMPerature:FTHermistor:APARameter?
4W サーミスタの A 係数を返します。

316

リモートコントロール[SENSe:]TEMPerature:FTHermistor:BPARameter
4W サーミスタの B 係数を設定します。
Parameter: <NRf> (0.0~9.999999) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:TEMP:FTH:BPAR 0.003425[SENSe:]TEMPerature:FTHermistor:BPARameter?
4W サーミスタの B 係数を返します。

[SENSe:]TEMPerature:FTHermistor:CPARameter
4W サーミスタの C 係数を設定します。
Parameter: <NRf> (0.0~9.999999) | MIN | MAX | DEF
Example: SENS:TEMP:FTH:CPAR 0.006993[SENSe:]TEMPerature:FTHermistor:CPARameter?
4W サーミスタの C 係数を返します。

[SENSe:]TEMPerature:FTHermistor:TYPE
4W サーミスタのセンサタイプを設定します。
Parameter: Type(2200 | 5000 | 10000 | USER)
Example: SENS:TEMP:FTH:TYPE 10000
2W サーミスタのセンサタイプ 10kΩ を設定します。

[SENSe:]TEMPerature:FTHermistor:TYPE?
4W サーミスタのセンサタイプを返します。
Return parameter: +2200 | +5000 | +10000 | USER.

317

DM2571 ディジタルマルチメータ

トリガコマンド
SAMPle:COUNt
サンプルカウントを設定します。
Parameter: <NRf>(1.0 ~ 1000000.0) | MIN | MAX | DEF
Example: TRIG:COUN 10
SAMP:COUN 10
INIT
FETC?
測定値が 100 返されます。
サンプルカウント１0 を設定します。
● 読み取り値の数＝トリガカウント×サンプルカウント

SAMPle:COUNt?
サンプルカウントを返します。
Return parameter: <NRf>

TRIGger:COUNt
トリガカウントを設定します。
Parameter: <NRf>(1.0 ~ 1000000.0) | MIN | MAX | DEF
Example: TRIG:COUN 10
SAMP:COUN 10
READ?
測定値が 100 返されます。
測定値が 100 返されます。
● 読み取り値の数＝トリガカウント×サンプルカウント

TRIGger:COUNt?
トリガカウントを返します。
Return parameter: <NRf>

TRIGger:DELay
トリガディレイを設定します。
Parameter: <NRf> (0 ~ 3600 s) | MIN | MAX | DEF
Example: TRIG:DEL MAX
トリガディレイを MAX 値に設定します。

TRIGger:DELay?
トリガディレイを返します。
Return parameter: <NRf>318

リモートコントロール
TRIGger:DELay:AUTO
トリガディレイ AUTO（全ての測定）を on/off します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: TRIG:DEL:AUTO OFF
トリガディレイ AUTO を off します。

TRIGger:DELay:AUTO?
トリガディレイ AUTO を問い合わせます。
Return parameter: 0 | 1, 1=ON, 0=OFF.

TRIGger:SLOPe
背面パネル DigitalI/O の外部トリガ使用時に，トリガ信号の立ち上がり(POS)で動作するか，または立ち下がり(NEG)で動作するかを設定します。
Parameter: POSitive | NEGative
Example: TRIG:SLOP POS
外部トリガ信号を立ち上がり(POS)動作に設定します。

TRIGger:SLOPe?
トリガ信号の立ち上がり(POS)/立ち下がり(NEG)を返します。
Return parameter: POS | NEG

319

DM2571 ディジタルマルチメータ
TRIGger:SOURce
トリガソースを選択します。
Parameter: IMMediate | EXTernal | BUS
Example: TRIG:SOUR EXT
トリガソースを外部トリガに設定します。
IMMediate:「トリガ待ち」状態になると，直ちにトリガが実行され測定が行われます。
Ex:SAMP:COUN 5
TRIG:SOUR IMM
READ?
5 つの読み取り値が返されます。
EXTeranl:
背面パネルの"ExtTrig"にトリガ信号(TTL パルス)が入力される度に，指定された回数の測定が行われます。トリガ信号での動作 ，立上がり/立下り
は”TRIGg:SLOP”で指定することができます。
Ex:SAMP:COUN 5
TRIG:SOUR EXT
TRIG :SLOP NEG
INIT<wait external trigger in signal>
FETC ?
5 つの読み取り値が返されます。
BUS:
トリガ待ちの状態の時に，リモートインタフェースより"*TRG"を受信するとトリガが実行され測定が行われます。
Ex:SAMP:COUN 5
TRIG:SOUR BUS
TRIG :SLOP NEG
INIT
*TRG
FETC ?
5 つの読み取り値が返されます。
● トリガソースを選択した後，INITiate または READ？を送信して，機器を「トリガ待ち」状態にする必要があります。トリガは，選択されたトリガソースから，「トリガ待ち」状態になるまで受け付けられません。

TRIGger:SOURce?
トリガソースを返します。
Return parameter: IMM | EXT | BUS

320

リモートコントロール

システム関連コマンド
SYSTem:BEEPer[:IMMediate]
ビープ音を１回鳴らします。
Parameter: <None>
Example: SYST:BEEP:IMM● この設定は，"SYST:BEEP:STAT"設定の影響を受けません。

SYSTem:BEEPer:ERRor
リモートコマンド送信でエラー発生時のビープ音を on/off します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SYST:BEEP:ERR ON
エラー発生時のビープ音を on します。

SYSTem:BEEPer:ERRor?
リモートコマンド送信でエラー発生時のビープ音の設定を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

SYSTem:BEEPer:STATe
導通テストでのビープ音を on/off します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SYST:BEEP:STAT OFF
ビープ音を off します。
● この設定はフロントパネルの操作音には影響しません。
● 本設定は，”SYSTem:BEEPer”コマンドの操作音には影響しません。

SYSTem:BEEPer:STATe?
導通テストでのビープ音設定を返します。
Return parameter: 0 | 1, 1=ON, 0=OFF.

SYSTem:BEEPer:COMPare:VOLume
コンペア測定でのビープ音量を設定します。
Parameter: <NR1> (0 ~ 2)0(small), 1(Medium) , 2(Large)
Example: SYST:BEEP:COMP:VOL 2
コンペア測定でのビープ音量を Large に設定します。

SYSTem:BEEPer:COMPare:VOLume?
コンペア測定でのビープ音量を返します。
Return parameter: SMALL | MEDIUM | LARGE

321

DM2571 ディジタルマルチメータ
SYSTem:BEEPer:CONTinuity:VOLume
導通テストのビープ音量を設定します。
Parameter: <NR1> (0 ~ 3)
Example: SYST:BEEP:CONT:VOL 1
導通テストのビープ音量を small に設定します。

SYSTem:BEEPer:CONTinuity:VOLume?
導通テストのビープ音量を返します。
Return parameter: OFF | SMALL | MEDIUM | LARGE

SYSTem:BEEPer:HOLD:VOLume
ホールド測定のビープ音量を設定します。
Parameter: <NR1> (0 ~ 3)
Example: SYST:BEEP:HOLD:VOL 2
ホールド測定のビープ音量を medium に設定します。

SYSTem:BEEPer:HOLD:VOLume?
ホールド測定のビープ音量を返します。
Return parameter: OFF | SMALL | MEDIUM | LARGE

SYSTem:CLICk:STATe
フロントパネルのキークリック音を on/off します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SYST:CLIC:STAT OFF
キークリック音を off します。

SYSTem:CLICk:STATe?
フロントパネルのキークリック音の設定を返します。
Return Parameter: 0 | 1, 1=ON, 0=OFF.

SYSTem:DATE
本器の日付情報を変更します。
Parameter: <NR1> (year, month, day)Example: SYST:DATE 2018,03,19
2018/3/19 に設定します。
year: 2000~2099
month: 1~12
day: 1~31

SYSTem:DATE?
本器の日付情報を返します。
Return parameter: <Date>, Ex: 2018,3,19

322

リモートコントロール
SYSTem:DISPlay
ディスプレイを on/off します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SYST:DISP ON
ディスプレイを on します。

SYSTem:DISPlay?
ディスプレイの on/off 状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

SYSTem:ERRor[:NEXT]?
システムエラーNo.を返します。

SYSTem:IDNStr
SYSTem:SCPi:MODE が，“Compatible”に設定されている時，*IDN?の応答にユーザ定義の文字列を設定することができます。
Parameter: “<manufacturer>”, “<model number>”, max length 24
characters
Example: SYST:IDNS “ABCDE”, “12345”
製造者を ABCDE，モデル番号を 12345 に設定します。

SYSTem:IDNStr?
SYSTem:IDNStr コマンドで設定された製造者とモデル番号を返します。
Return parameter: manufacturer, model number
Example: SYST:IDNS?
>ABCDE, 12345

SYSTem:LABel
ディスプレイの下半分に任意の文字列を表示します。（半角英数のみ）
Parameter: “< message >”, 最大 40 文字
Example: SYST:LAB “NF Corporation”● 表示した文字列を off にするには，SYST:LAB ""を送信します。
● 文字列は保存されません。

SYSTem:LABel?
SYST:LAB コマンドで設定された文字列を返します。
Return parameter: “< message >”SYSTem:LFRequency?
使用している電源電圧の周波数を返します。
Parameter: +50 | +60

323

DM2571 ディジタルマルチメータ
SYSTem:OUTPut:EOF
EOL キャラクタ(CR+LF,LF+CR,CR,LF)を設定します。
Parameter: <NR1>(0~ 3) (0=CR+LF, 1=LF+CR, 2=CR, 3=LF)
Example: SYST:OUTP:EOF 0
EOL キャラクタを，CR+LF に設定します。
● このパラメータは保存されません。

SYSTem:OUTPut:EOF?
EOL キャラクタを返します。
Return parameter: +0 | +1 | +2 | +3 (0=CR+LF, 1=LF+CR, 2=CR, 3=LF)

SYSTem:OUTPut:SEParate
コマンドセパレータのキャラクタを設定します。
Parameter: 0 | 1 (0=EOL, 1=,)
Example: SYST:OUTP:SEP 0
EOL をセパレータに設定します。
● このパラメータは保存されません。

SYSTem:OUTPut:SEParate?
コマンドセパレータのキャラクタを返します。
Return parameter: 0 | 1 (0=EOL, 1=,)

SYSTem:PARameter:LOAD
システムパラメータ（パネル設定）を呼び出します。（メモリ１～5）
Parameter: <NR1> (0~5) (0=Default settings, 1~5= memory number)
Example: SYST:PAR:LOAD 0
システムパラメータを初期値にします。

SYSTem:PARameter:LOAD?
システムパラメータ（パネル設定）を問い合わせます。
Return parameter: <NR1> (0~5) (0=Default settings, 1~5= memory
number, Last = State before power−off)

SYSTem:PARameter:SAVE
システムパラメータ（パネル設定）を保存します。（メモリ１～5）
Parameter: <NR1> (1~5)
Example: SYST:PAR:SAVE 1
現在のパネル設定をメモリ１に保存します。

SYSTem:PRESet
このコマンドは*RST とほぼ同じです。違いは，*RST が SCPI 操作のために機器をリセットし，SYSTem：PRESet が機器をフロントパネル操作用にリセットすることです。その結果，*RST はヒストグラムと統計情報をオフにし，
SYSTem：PRESet はそれらをオンにします。

324

リモートコントロール
SYSTem:SCPi:MODE
SCPI モードを設定します。SCPI モードは，*IDN?コマンドで返す文字列を設定します。”SYSTem:IDNStr”コマンドも合わせて参照ください。
Parameter: NOR | DM | COMP (NOR=Normal, DM=2561A, COMP=
User−define)
Example: SYST:SCP:MODE NORSCPI モードを normal に設定します。
● このパラメータは保存されません。

SYSTem:SCPi:MODE?
SCPI モードを返します。
Return parameter: NORMAL | DM2561A | COMPATIBLE

SYSTem:SERial?
シリアルナンバーを返します。(数字 7 文字)

SYSTem:TEMPerature?
本器の内部温度を返します。
Return parameter: <NRf>, 単位=˚C

SYSTem:TIME
本器の時刻情報を変更します。
Parameter: <NR1> (hour, minute, second)
Example: SYST:TIME 16,20,30
16:20:30 に設定します。
hour: 0~23
minute: 0~60
second: 0~60

SYSTem:TIME?
本器の時刻情報を返します。
Return parameter: <Time>, Ex: 16:20:40.000

SYSTem:UPTime?
本器が最後に電源が投入されてからの経過時間を返します。
Return parameter: +0, +1, +25, +53 (day, hour, minute, second)

SYSTem:VERSion?
SCPI のバージョンを返します。
Return parameter: 1994.0.

325

DM2571 ディジタルマルチメータ
SYSTem:WMESsage
本器の電源投入時に文字列の表示を行います。(power−on メッセージ)
Parameter: “<string>”, max length 40 characters
Example: SYST:WMES “NF Corporation”● メッセージを止めるには，ヌル文字を送ります。

SYSTem:WMESsage?
power−on メッセージを返します。
Return parameter: “<string>”

326

リモートコントロール

SYSTem COMMunication Commands
SYSTem:COMMunicate:GPIB:ADDRess
GPIB アドレスを設定します。
Parameter: <NR1> (0 ~ 30) | MIN | MAX | DEF
Example: SYST:COMM:GPIB:ADDR 15
GPIB アドレスを 15 に設定します。

SYSTem:COMMunicate:GPIB:ADDRess?
GPIB アドレスを返します。
Return parameter: <NR1> (0~30)

SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP
DHCP の on/off をします。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SYST:COMM:LAN:DHCP ON
DHCP を on にします。

SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP?
DHCP の設定状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS[X]DNS アドレスの設定を行います。
X = 1：DNS1
X = 2：DNS2
Parameter: “<address>”
Example: SYST:COMM:LAN:DNS1 “172.16.1.252”
DNS1 アドレスを 172.16.1.252.に設定します。

SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS[X]?
DNS アドレスを返します。
X = 1：DNS1
X = 2：DNS2
Return parameter: xxx.xxx.xxx.xxx

SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway
ゲートウェイアドレスの設定を行います。
Parameter: “<address>”
Example: SYST:COMM:LAN:GAT “192.168.31.254”
ゲートウェイアドレスを 192.168.31.254.に設定します。

327

DM2571 ディジタルマルチメータ
SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway?
ゲートウェイアドレスを返します。
Return parameter: xxx.xxx.xxx.xxx

SYSTem:COMMunicate:LAN:HOSTname
LAN のホスト名を設定します。
Parameter: “<string>” , max length = 15 characters
Example: SYST:COMM:LAN:HOST “DMM”
LAN のホスト名を DMM に設定します。

SYSTem:COMMunicate:LAN:HOSTname?
LAN のホスト名を返します。
Retrurn parameter: “<string>”

SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress
IP アドレスの設定を行います。
Parameter: “<address>”
Example: SYST:COMM:LAN:IPAD “192.168.31.117”
IP アドレスを 192.168.31.117.に設定します。

SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress?
IP アドレスを返します。
Return parameter: xxx.xxx.xxx.xxx

SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC?
MAC アドレスを返します。
Return parameter: 12 Hexadecimal characters.

SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk
サブネットマスクを設定します。
Parameter: “<address>”
Example: SYST:COMM:LAN:SMAS “255.255.255.0”
サブネットマスクを 255.255.255.0.に設定します。

SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk?
サブネットマスクを返します。
Return parameter: xxx.xxx.xxx.xxx

SYSTem:COMMunicate:LAN:TELNet:ECHO
Telnet のローカルエコーを設定します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SYST:COMM:LAN:TELN:ECHO ON
ローカルエコーを on にします。

328

リモートコントロール
SYSTem:COMMunicate:LAN:TELNet:ECHO?
Telnet のローカルエコー設定の状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

SYSTem:COMMunicate:LAN:TELNet:ENABle
LAN 設定の Telnet の on/off を設定します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SYST:COMM:LAN:TELN:ENAB ON
Telnet を on にします。

SYSTem:COMMunicate:LAN:TELNet:ENABle?
LAN 設定の Telnet の on/off 状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

SYSTem:COMMunicate:LAN:TELNet:PORT
LAN 設定の Telnet のポートナンバーを設定します。
Parameter: <NR1> (1024~65535) | MIN | MAX | DEF
Example: SYST:COMM:LAN:TELN:PORT “3000”
Telnet のポートナンバーを 3000 に設定します。

SYSTem:COMMunicate:LAN:TELNet:PORT?
Telnet のポートナンバーを返します。
Retrurn parameter: <NR1>

SYSTem:COMMunicate:LAN:TELNet:PROMpt
Telnet のプロンプトを設定します。
Parameter: “<stirng>”, max length 15 characters
Example: SYST:COMM:LAN:TELN:PROM “DM2571>”
Telnet のプロンプトを DM2571>に設定します。

SYSTem:COMMunicate:LAN:TELNet:PROMpt?
Telnet のプロンプトを返します。
Retrurn parameter: “<string>”

SYSTem:COMMunicate:LAN:TELNet:TIMeout
Telnet のタイムアウトを設定します。（単位：秒）Parameter: <NR1> (0~60000)
Example: SYST:COMM:LAN:TELN:TIM 0
タイムアウト無しに設定します。

SYSTem:COMMunicate:LAN:TELNet:TIMeout?
Telnet のタイムアウト設定を返します。
Return parameter: <NR1>

329

DM2571 ディジタルマルチメータ
SYSTem:COMMunicate:LAN:TELNet:WMESsage
Telnet に接続した際の，ウェルカムメッセージを設定します。
Parameter: “<string>”, max length 63 characters
Example: SYST:COMM:LAN:TELN:WMES “Welcome to DM2571
Telnet Server”
ウェルカムメッセージ”Welcome to DM2571 Telnet Server”を設定します。

SYSTem:COMMunicate:LAN:TELNet:WMESsage?
Telnet のウェルカムメッセージを返します。
Retrurn parameter: “<string>”

SYSTem:COMMunicate:LAN:TCP:ENABle
LAN 設定の TCP の on/off を設定します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SYST:COMM:LAN:TCP:ENAB ON
TCP を on に設定します。

SYSTem:COMMunicate:LAN:TCP:ENABle?
LAN 設定の TCP の on/off 状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

SYSTem:COMMunicate:LAN:TCP:PORT
LAN 設定の TCP のポートナンバーを設定します。
Parameter: <NR1> (1024~65535) | MIN | MAX | DEF
Example: SYST:COMM:LAN:TCP:PORT “3001”
TCP のポートナンバーを 3001 に設定します。

SYSTem:COMMunicate:LAN:TCP:PORT?
TCP のポートナンバーを返します。
Retrurn parameter: <NR1>

SYSTem:COMMunicate:LAN:TIMeout
TCP のタイムアウトを設定します。（単位：秒）Parameter: <NR1> (1~60000)
Example: SYST:COMM:LAN:TIM 10
TCP のタイムアウトを 10 秒に設定します。

SYSTem:COMMunicate:LAN:TIMeout?
TCP のタイムアウトを返します。
Retrurn parameter: <NR1>

330

リモートコントロール
SYSTem:COMMunicate:LAN:WEB:ENABle
LAN 設定の Web ブラウザの on/off を設定します。
Parameter: 0 | 1 | ON | OFF
Example: SYST:COMM:LAN:WEB:ENAB ON
Web ブラウザを on に設定します。

SYSTem:COMMunicate:LAN:WEB:ENABle?
LAN 設定の Web ブラウザの on/off 状態を返します。
Return parameter: 0 | 1, 0=OFF, 1=ON

331

DM2571 ディジタルマルチメータ

RS−232C インタフェースコマンド
SYSTem:LOCal
本器をローカル制御状態にします。

SYSTem:REMote
本器をリモート制御状態にします。
(Shift キーを除く，フロントパネル操作不可)

SYSTem:RWLock
本器をリモート制御状態にします。
(フロントパネル全てのキー操作不可)

332

リモートコントロール

ステータスレポートコマンド
STATus:OPERation:CONDition?
Operation コンディションレジスタの値を返します。
Return parameter: <NR1>, Ex: +4096● コンディションレジスタは機器の状態を常にモニターしています。リアルタイムで更新され，ラッチもバッファもされません。
● このレジスタは読み取り専用で，読み取りによるクリアはされません。

STATus:OPERation:ENABle
Operation イネーブルレジスタを有効にします。
Parameter: <NR1> (0~32767)
Example: STAT:OPER:ENAB 10
bit1 と bit3 を有効にします 10 = 21 + 23
● 選択されたビットはステータスバイトに報告されます。イネーブルレジスタ
は，イベントレジスタ内のどのビットがステータスバイトレジスタグループに報告されるかを定義します。イネーブルレジスタへは書き込みと読み出しができます。
● STATus:PRESet コマンドは，イネーブルレジスタの全てのビットをクリアします。
● *PSC コマンドは，電源投入時にイネーブル・レジスタをクリアするかどうかを制御します。

STATus:OPERation:ENABle?
Operation イネーブルレジスタの値を返します。
Return parameter: <NR1>, Ex: +256

STATus:OPERation[:EVENt]?
Operation イベントレジスタの値を返します。
Return parameter: <NR1>, Ex: +786
● イベントレジスタは，読み取り専用でコンディションレジスタのイベントを
ラッチします。イベントレジスタがセットされている間，そのビットへのイベン
トは無視されます。
● イベントがセットされると，クリアされるまで状態が維持されます。クリアす
るには，イベントレジスタを読むか，*CLS(クリアステータス)を送信します。

STATus:PRESet
Operation イネーブルレジスタと Questionable イネーブルレジスタをクリアします。
Example: STAT:PRES333

DM2571 ディジタルマルチメータ
STATus:QUEStionable:CONDition?
Questionable コンディションレジスタの値を返します。
Return parameter: <NR1>, Ex: +2● コンディションレジスタは機器の状態を常にモニターしています。リアルタイムで更新され，ラッチもバッファもされません。
● このレジスタは読み取り専用で，読み取りによるクリアはされません。

STATus:QUEStionable:ENABle
Ouesrionable イネーブルレジスタを有効にします。
Parameter: <NR1> (0~32767)
Example: STAT:QUES:ENAB 4099
bit0,bit1,bit12 を有効にします。4099 = 20 + 21 + 212● 選択されたビットはステータスバイトに報告されます。イネーブルレジスタ
は，イベントレジスタ内のどのビットがステータスバイトレジスタグループに報告されるかを定義します。イネーブルレジスタへは書き込みと読み出しができます。
● STATus:PRESet コマンドは，イネーブルレジスタの全てのビットをクリアします。
● *PSC コマンドは，電源投入時にイネーブル・レジスタをクリアするかどうかを制御します。

STATus:QUEStionable:ENABle?
Ouesrionable イネーブルレジスタの値を返します。
Return parameter: <NR1>, Ex: +1

STATus:QUEStionable[:EVENt]?
Ouesrionable イベントレジスタの値を返します。
Return parameter: <NR1>, Ex: +2● イベントレジスタは，読み取り専用でコンディションレジスタのイベントを
ラッチします。イベントレジスタがセットされている間，そのビットへのイベン
トは無視されます。
● イベントがセットされると，クリアされるまで状態が維持されます。クリアす
るには，イベントレジスタを読むか，*CLS(クリアステータス)を送信します。

334

リモートコントロール

IEEE488.2 共通コマンド*CLS
全てのイベントレジスタをクリアします。

*ESE?
ESER(スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ)を問い合わせます。
Example: *ESE?
>130
Returns 130. ESER=10000010*ESE
ESER(スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ)のビットを有効にします。
Parameter: <NR1> (0~255)
Ex: *ESE 65
65 を設定します。
● 選択されたビットはステータスバイトのビット 5 に報告されます。イネーブ
ルレジスタは，イベントレジスタ内のどのビットがステータスバイトレジスタ
グループに報告されるかを定義します。イネーブルレジスタへは書き込みと読み出しができます。

*ESR?
SESR(スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ)を問い合わせます。
Ex: *ESR?
>198
Returns 198. SESR=11000110● イベントレジスタは，読み取り専用でコンディションレジスタのイベントを
ラッチします。イベントレジスタがセットされている間，そのビットへのイベン
トは無視されます。
● イベントがセットされると，クリアされるまで状態が維持されます。クリアす
るには，イベントレジスタを読むか，*CLS(クリアステータス)を送信します。

*IDN?
製造者，モデル番号，シリアル番号，システムバージョンを返します。
Example: *IDN?
>NF Corporation,DM2571,1234567,M0.70_S0.25B

335

DM2571 ディジタルマルチメータ*OPC?
全ての待機中のコマンドが完了した時，出力バッファに１を返します。他のコ
マンドはこのコマンドが完了するまで実行されません。
Ex: CONF:VOLT:DC
SAMP:COUN 100
INIT
*OPC?
● *OPC と*OPC?の違いは，*OPC はコマンドが完了した時にステータス
ビットを設定し，*OPC?はコマンドが完了した時に１を出力します。

*OPC
保留中の全てのコマンドが完了すると，SESR(スタンダード・イベント・ス
テータス・レジスタ)のビット 0 を設定します。
Ex: *CLS*ESE 1*SRE 32
CONF:VOLT:DC
SAMP:COUN 10
INIT
*OPC
● *OPC と*OPC?の違いは，*OPC はコマンドが完了した時にステータス
ビットを設定し，*OPC?はコマンドが完了した時に１を出力します。

*OPT?
本 器 オ プ シ ョ ン の GPIB イ ン タ フ ェ ー ス カ ー ド が 装 着 さ れ て い る 場 合
は，”GPB,0”が返されます。装着されていない場合は，”0”が返されます。

*PSC
電源投入時のステータス・クリアを設定します。
Parameter: <Boolean>(0|1) 0= disables, 1= enables● 電源投入時に，次のイネーブルレジスタをクリアするか設定します。
Enables(1)：クリア ON
Disables(0)：クリア OFF
Operation イネーブルレジスタ(STATus:OPERation:ENABle)
Questionable イネーブルレジスタ(STATus:QUEStionable:ENABle)
サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ(*SRE)
スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ(*ESE)● *PSC コマンドは，コンディション・レジスタ及びイベント・レジスタには影響
しません。

336

リモートコントロール*PSC?
電源投入時のステータス・クリアの状態を返します。
Return parameter: <Boolean>(0|1) 0= disables, 1= enables*RCL
システムパラメータ（パネル設定）をロードします。（メモリ１～5）
Parameter: <NR1> (0~5) (0=Default settings, 1~5= memory number)
Example: *RCL 1
メモリ１をロードします。

*RST
パネル設定を初期値にします。
● 機器をリセットし初期状態にします。このコマンドは”SYSTem:PRESet”と類 似 コ マ ン ド で ， 違 い は ”*RST“ は SCPI 操 作 に 関 し て リ セ ッ ト
し ， ”SYSTem:PRESet” は フ ロ ン ト パ ネ ル 操 作 に 関 し て リ セ ッ ト し ます。”*RST“は，ヒストグラムと統計をオフに切り替え，”SYSTem:PRESet”
はそれらをオンにします。

*SAV
システムパラメータ（パネル設定）をセーブします。（メモリ１～5）
Parameter: <NR1> (1~5) (1~5= memory number)
Example: *SAV 2
現在のパネル設定をメモリ 2 に保存します。

*SRE?
SRER(サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ)の内容を返します。

*SRE
SRER(サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ)を設定します。
Parameter: <NR1>(0~255)
Example: *SRE 7
Sets the SRER to 00000111.
● イネーブルレジスタは，イベントレジスタ内のどのビットがステータスバイト
レジスタグループに報告されるかを定義します。イネーブルレジスタへは書き込みと読み出しができます。

*STB?
SBR(ステータス・バイト・レジスタ)の内容を返します。
Example:*STB?
>81
SBR の内容 01010001 が返されます。
● このレジスタは読み取り専用で，読み取りによるクリアはされません。

337

DM2571 ディジタルマルチメータ*TRG
TRIG:SOUR に BUS が選択されている時，トリガを発生します。
Ex:SAMP:COUN 10
TRIG:SOUR BUS
INIT
*TRG
FETC?

*WAI
全ての待機中の処理が完了するまで待ち，次のコマンドはそれ以降の実行になります。

338

リモートコントロール

ステータス・システム
ステータスシステムの概要を示します。

339

DM2571 ディジタルマルチメータ
Questionable コンディション・レジスタ
Note: オーバーロードのビットは INITiate コマンド毎に設定されませす。ビットをクリア
すると，次の INITiate を受信するまで設定されません。
ビット

ビット名

重み

説明

0

電圧
オーバーロード1

通知のみ。Conditon レジスタでは，このビットは常に 0 を返します。イベントレジスタを読み出してくだ
さい。

1

電流
オーバーロード2

通知のみ。Conditon レジスタでは，このビットは常に 0 を返します。イベントレジスタを読み出してくだ
さい。

2

4

未使用

3

8

未使用

16

通知のみ。Conditon レジスタでは，このビットは常に 0 を返します。イベントレジスタを読み出してください。

32

通知のみ。Conditon レジスタでは，このビットは常に 0 を返します。イベントレジスタを読み出してくだ
さい。

6

64

未使用

7

128

未使用

8

256

未使用

9

抵抗
オーバーロード512

通知のみ。Conditon レジスタでは，このビットは常に 0 を返します。イベントレジスタを読み出してください。

10

キャパシタンス
オーバーロード

通知のみ。Conditon レジスタでは，このビットは常1024 に 0 を返します。イベントレジスタを読み出してくだ
さい。

11

下限値
Failed2048 最も最近の測定値が下限値を外れました。

12

上限値
Failed4096 最も最近の測定値が上限値を外れました。

4

温度
オーバーロード

5

周波数オーバーロード

13
14
15

340

8192 未使用
データバッファ
読み取りメモリがいっぱいになりました。測定値が16384
オーバーロード
失われました（古いものから）32768 未使用

リモートコントロール
Operation コンディション・レジスタ
ビット

ビット名

重み

説明

0

校正中

1

本器が校正を実行中です。

1

2

未使用

2

4

未使用

3

8

未使用

4

測定中

16

本器が測定状態です。

5

トリガ待ち

32

本器がトリガを待っている状態です。

6

64

未使用

7

128

未使用

8

設定変更

256

最後の INIT，READ？MEASure?から，パネル操作またはリモートにて設定が変更されました。

9

測定値の数
（しきい値）

512

測定メモリ内の測定データ数が，設定されたしきい値(DATA:POINts:EVENt:THReshold)に達成しました。

101024 未使用

112048 未使用

124096 未使用

13

グローバル
エラー

8192

リモートインタフェースのエラー待ち行列にエラーがあればセットします。ない場合はクリアします。

14

16384 未使用

1532768 未使用

341

DM2571 ディジタルマルチメータ
スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ
ビット

ビット名

重み

説明

0

動作完了

1

* OPC の前および OPC を含むすべてのコマンドが実行されま
した。

2

未使用

2

クエリ
エラー

4

出力バッファを読み取ろうとしたが空だった。または，新しいコマンドラインを受信したが前のクエリが読まれる前だった。また
は，入出力バッファが両方共いっぱいだった。

3

デバイス
エラー

8

セルフテストエラー，校正エラーが発生。

4

実行エラー

16

実行エラーが発生。

5

コマンドエラー32

コマンドエラーが発生。

64

未使用

128

前回イベントレジスタが読み取られたかクリアされてから，電源が投入されました。

1

6
7

電源投入

ステータス・バイト・レジスタ
ビット

ビット名

重み

説明

0

1

未使用

1

2

未使用

4

エラー待ち行列にエラーが格納されています。
SYST:ERR? コマンドで読み取ります。読み取られたエラーは削除されます。

2

Error
Queue

3

Questionable
Data

8

Questionable データレジスタにビットが設定されました。
(ビットが有効でなければなりません)
STAT:QUES:ENAB を参照してください。

4

Message
Available

16

出力バッファのデータが有効です。

5Standard
Event

832

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタにビットが設定されました。(ビットが有効でなければなりません)*ESE を参照してください。

6

RequestService64

ステータス・バイト・レジスタにビットが設定されました。
サービスリクエスト(RQS)が発行される可能性があります。
ビットは*SRE で有効にしなければなりません。

7

Operation
Data

12

Operation・イベントレジスタにビットが設定されました。(ビットが有効でなければなりません
STAT:OPER:ENAB を参照してください。

342

付録

付録
ヒューズ交換 ............................................................................ 344
AC 電源用ヒューズの交換 ......................................................... 344
3A 入力端子のヒューズ交換 ...................................................... 345
工場出荷初期設定 ................................................................... 347
仕様 ....................................................................................... 352
一般 ....................................................................................... 352
DC 特性 [1] ............................................................................... 353
AC 特性 [1] ............................................................................... 357
周波数/周期特性 ..................................................................... 361
温度特性 [1] .............................................................................. 362
キャパシタンス .......................................................................... 364
寸法 ....................................................................................... 367
EMC と安全性 ......................................................................... 368

343

DM2571 ディジタルマルチメータ

ヒューズ交換AC 電源用ヒューズの交換
手順

1. 電源コードを必ず取り外してから，マイナスドライバー等を使用してヒューズソ
ケットを取り出します。

2. ヒューズソケットを取り出したら，使用する電源電圧を確認します。窓から見えている数値が現在の電圧です。右図は 240V が設定されている状態です。
3. 使用する電源電圧と合っていない場合
は，変更する為にヒューズホルダーごと引き出します。
4. ヒューズをホルダーから取り出し，新しいヒューズと交換します。

5. ヒューズソケットの窓から使用する電源
電圧が見える様に，ヒューズホルダーを入れ，ヒューズソケットを元に戻します。
ヒューズ仕様 ヒューズタイプ(タイムラグ)

344

電源電圧

T0.25A,250V,5x20mm

100/120VAC

T0.125A,250V,5x20mm

220/240VAC

付録

3A 入力端子のヒューズ交換確認

3A 電流入力用ヒューズを交換する必要があるかどうかを確認するには，キーを押して本器を導通テストのモードにして，HI 入力
端子(INPUTVΩ)と 3A 電流入力端子を短絡します。テスト結果にOPEN が表示された場合は，ヒューズが切れているか内部回路の損傷の可能性があります。リアパネル左下隅のヒューズを確認してください。（3.15A，500V）

手順

1. 本器の電源をオフにします。
2. リアパネルのヒューズホルダーを押し，反時計回りに回します。

345

DM2571 ディジタルマルチメータ
3. ヒューズホルダが出てきます。ホルダ内のヒューズを交換し，ヒューズホルダを元に戻します。

ヒューズ仕様346

T3.15A, 500V , 5*20mm

付録

工場出荷初期設定
測定機能
項目

工場出荷時

1ST Function

DCV

1ST Range

Auto Range

1ST Speed

5/s

2ND Function

Off

DCV Ratio

Off

FilterOn

Filter Type

Move

Filter Count

10

Filter Windows

0.10%

Filter Method

MeasureAuto ZeroOn

Input Impedance

10M(fixed
DCV)

AC Speed (Bandwidth)5/s(20Hz)

Freq Gate Time

100ms

Freq InJack

Voltage

Freq Timeout

1sec

Continuity Threshold10Ω

Continuity Beep Volume

Small

保存/呼び出しGroup1−5

for347

DM2571 ディジタルマルチメータ

温度測定
項目

工場出荷時

Probe

Themocouple

Unit

℃

Thermocouple

RTD
Thermistor

Type

J

Simulated Method

Auto

Simulated junction

23

Auto Simulated ADJ

0

Type

PT100

R0

100

Type

5kΩ

保存/呼び出しGroup1−5

ディスプレイ
項目

工場出荷時

Digit

Auto

Display

Number

Bar Meter
TrendChart

Histogram

348

Scale

NormalVScaleNormalHScaleCount

Recent HScale

400secBins

100

HScaleAuto

保存/呼び出しGroup1−5

付録

演算(Math)項目

工場出荷時

Math Function

Off

Math Display

Off

Hold
Rel
dB
dBm

CompareMX+B

FunctionOff

Beep Volume

Small

Threshold

0.10%

Function

Off

Reference Method

dBm

保存/呼び出しGroup1−5

Reference Resistance 600Ω
Reference Resistance 600Ω
Beep Mode

Off

Beep Volume

MediumLow Limit−1

High Limit

1

M Value1

B Value

0

トリガ
項目

工場出荷時
Trigger Source

Auto

Trigger Delay

Auto

Trigger Signal

NEG

Sample Count1EOM Out

NEG

保存/呼び出しGroup1−5349

DM2571 ディジタルマルチメータ

メニュー
項目

System

Display

工場出荷時
Beep

On

Key Sound

On

Internet Time Sync

DisableFREQ Compensate

EnableLab Password

EnableBrightness

60%

AutoOff

OFF

AutoOff Time

30min

1ST Font ColorWhite

2ND Font Color

White

Math Font Color

White

Math Off Display Mode Off

Interface

Lan

350

Antialiasing

Off

Additional Info

All OnLanguage

EnglishInterface

RS232

BaudRate

115200FlowCtrlOff

EOL Character

CR+LF

Separation Character Comma
USB Protocol

USBCDCGPIB Address

15

Identity

Default

DHCP

ON

Web

ON

TelnetON

Telnet Port

3000

Telnet Echo

ON

保存/呼び出しGroup1−5

付録
TCP

ON

TCP Port3001

項目数が非常に多い為，代表的な項目のみ記載しています。他の項目についても保存/呼び出しをすることができます。
グループ１～5 に保存されます。
再起動をしても初期化されずにそのまま保存されます

351

DM2571 ディジタルマルチメータ

仕様
一般
ここでは，本器の一般的な特性について記載します。
全ての仕様は，シングル表示時のみの確度となります。
• 仕様の適用には，1 時間以上のウォームアップが必要です。
• 端子間の電圧は，以下の値を超えてはいけません。
Sense LO ⇔ Input LO：最大 2Vpk
Sense LO ⇔ Sense HI：最大 200Vpk
Input LO ⇔ 大地アース：最大 500Vpk
CAT II 300V. MAX DC1000V, AC 750V
•

注意

電源関連

電源電圧：100 / 120 / 220 / 240 VAC±10%電源周波数：50 Hz / 60 Hz / 400 Hz±10%
消費電力：Max. 25 VA

環境

動作環境： 0°C～55°C，80% R.H.以下(ただし絶対湿度 40g/m3以下)，結露がないこと
高度 2,000m まで
保存温度： −40°C～70°C
汚染度： 2(室内使用)

寸法/質量（ハンドル・プロテクタを除く）：
88mm(H) X 220mm(W) X 276.6mm(D)（ハンドル・プロテクタ有り）：
107mm(H) X 266.9mm(W) X 301.8mm(D)3.30 kg

ディスプレイ

4.3 インチカラーTFT WQVGA(480x272)

温度係数

TCAL±5˚C の範囲から外れた場合，温度係数/℃を加えます。
TCAL は校正時の周囲温度(工場校正時は 23℃)です。

確度仕様

校正標準を基準としています。

リアルタイム
年，月，日，時，分，秒の設定/表示
クロックカレンダー バッテリーCR−2032 内蔵

352

付録

DC 特性[1]DC 電圧
1 Year
TCAL ± 5 ˚C
100.0000 mV 0.0050 + 0.0035
1.000000 V 0.0048 + 0.0007
10.00000 V 0.0035 + 0.0005
100.0000 V 0.0050 + 0.0006
1000.000 V 0.0050 + 0.0010
確度：±(読み値の%+レンジの%)レンジ[2]

温度係数/˚C
0.0005 + 0.0005
0.0005 + 0.0001
0.0005 + 0.0001
0.0005 + 0.0001
0.0005 + 0.0001

抵抗[3]1 Year
テスト電流
TCAL ± 5 ˚C
100.0000 Ω 1 mA
0.010 + 0.004
1.000000 kΩ 1 mA
0.010 + 0.001
10.00000 kΩ 100 μA
0.010 + 0.001
100.0000 kΩ 10 μA
0.010 + 0.001
1.000000 MΩ 5 μA
0.010 + 0.001
10.00000 MΩ 500 nA
0.040 + 0.001
100.0000 MΩ 500 nA// 10 MΩ 0.800 + 0.010
確度：±(読み値の% + レンジの%)レンジ[2]

温度係数/˚C
0.0008 + 0.0005
0.0008 + 0.0001
0.0008 + 0.0001
0.0008 + 0.0001
0.0010 + 0.0002
0.0030 + 0.0004
0.1500 + 0.0002

DC 電流
1 Year
負担電圧
TCAL ± 5 ˚C
100.0000 μA < 0.011 V
0.050 + 0.025
1.000000 mA < 0.11 V
0.050 + 0.006
10.00000 mA < 0.04 V
0.050 + 0.020
100.0000 mA < 0.4 V
0.050 + 0.005
1.000000 A < 0.7 V
0.100 + 0.010
3.000000 A < 2.0 V
0.200 + 0.020[6]0.150 + 0.010
10.00000 A < 0.5 V
確度：±(読み値の% + レンジの%)レンジ[2]

温度係数/˚C
0.002 + 0.003
0.002 + 0.001
0.002 + 0.002
0.002 + 0.001
0.005 + 0.001
0.005 + 0.002
0.005 + 0.001

353

DM2571 ディジタルマルチメータ
導通テスト
1 Year
TCAL ± 5 ˚C
1 kΩ
0.01 + 0.03
確度：±(読み値の%+レンジの%)レンジ[2]

温度係数/˚C
0.001 + 0.002

ダイオードテスト[4]1 Year
TCAL ± 5 ˚C
5V0.01 + 0.03
確度：±(読み値の%+レンジの%)レンジ[2]

DCV 比率測定[5]確度：±(DC 入力確度 + DC 基準確度)354

温度係数/˚C
0.001 + 0.002

付録
測定特性
DC 電圧

入力抵抗

レンジ
100 mV
1V
10 V
100 V
1000 V

入力バイアス電流

30pA(代表値, 25°C)

入力保護

1000V(全レンジ）

10MΩ，または>10GΩ
選択可能
10 MΩ±1%

測定方式：Σ−ΔA/D コンバータ

抵抗

最大リード抵抗リードあたりレンジの 10%(100Ω, 1kΩ レンジ)
リードあたり 1kΩ(その他のレンジ)

入力保護1000V(全レンジ）

測定方式：4−wire または 2−wire を選択。測定電流が HI から LO 端子へ流れる。

DC 電流

リーディングレート(Readings/sec)

レンジ

シャント

負担電圧

100 μA100 Ω<0.011 V

1 mA

100 Ω

<0.11 V

10 mA

1Ω

<0.04 V

100 mA1Ω<0.4 V1A

0.1 Ω<0.7 V

3A

0.1 Ω

<2 V

10 A

10m Ω

<0.5 V

入力保護(ヒューズ)

3.15A, 500V(3A 端子,交換可能)
6A, 1kV（3A 入力用，内部）
12A, 1kV（10A 入力用，内部）

DCV
DCI
2W/4W−抵抗

導通テスト
ダイオード

スピード

桁数

5 /s，20 /s，60(50) /s，100 /s

6½

400 /s，1.2 k /s，2.4 k /s

5½

4.8 k /s，7.2 k /s，10 k/s

4¼

スピード

桁数

60(50) /s

6½

100 /s5½

400 /s4¼

355

DM2571 ディジタルマルチメータ[1]. DC 仕様条件：60 分以上のウォームアップ時間，リーディングレート 5/s(導通テスト及びダイオードテストは，リーディングレート 60(50)/s)，オートゼロオン。
[2]. 全てのレンジは，20%のオーバーレンジ（1000V DC,3A DC,10A DC，ダイオードを除く）[3]. 仕様は，4 線抵抗測定に適用されます。2 線抵抗測定の場合は"REL"機能を使用。2線抵抗測定では，"REL"機能を使用しない場合 0.2Ω の追加誤差が生じます。
[4]. 仕様は，入力端子で測定した電圧に適用されます。テスト電流１mA は代表値です。
電流の変動により，ダイオード接合部の電圧に多少の変動が生じます。
[5]. 確度＝±(DC 入力確度 + DC 基準確度)
DC 入力確度 = INPUT HI – LO 端子間(％),(DC Input voltage)
DC 基準確度 = SENSE HI – LO 端子間(％), (DC Reference voltage)[6]. 10A レンジの測定は前面パネルのみ使用可能。入力が 5A より大きい場合は，温度上昇影響分の１A あたり 2mA を追加します。

356

付録

AC 特性[1]AC 電圧(真の実効値) [2] [3] [4][7]
1 Year
TCAL ± 5 ˚C

温度係数/˚C

3 Hz ~ 5 Hz

1.00 + 0.04

0.100 + 0.004

5 Hz ~ 10 Hz

0.35 + 0.04

0.035 + 0.004

10 Hz ~ 20 kHz

0.06 + 0.04

0.005 + 0.003

20 kHz ~ 50 kHz

0.12 + 0.05

0.011 + 0.005

50 kHz ~ 100 kHz

0.60 + 0.08

0.060 + 0.008

100 kHz ~ 300 kHz 4.00 + 0.50
1.00 + 0.03
1 V ~ 750 V [8] 3 Hz ~ 5 Hz

0.200 + 0.020

5 Hz ~ 10 Hz

0.35 + 0.03

0.035 + 0.004

10 Hz ~ 20 kHz

0.06 + 0.03

0.005 + 0.003

20 kHz ~ 50 kHz

0.12 + 0.05

0.011 + 0.005

50 kHz ~ 100 kHz

0.60 + 0.08

0.060 + 0.008

100 kHz ~ 300 kHz 4.00 + 0.50

0.200 + 0.020

レンジ[2]
100 mV

周波数0.100 + 0.004

確度：±(読み値の% + レンジの%)AC 電流(真の実効値) [2] [4] [5] [9]レンジ[2]
100 μA/
10 mA

1 mA/
100 mA

1A

3A

1 Year
TCAL ± 5 ˚C

温度係数/˚C< 0.011 V, 3 Hz ~ 5 Hz

1.00 + 0.04

0.100 + 0.006

5 Hz ~ 10 Hz

0.35 + 0.04

0.035 + 0.006

10 Hz ~ 5 kHz

0.10 + 0.04

0.015 + 0.006
0.030 + 0.006< 0.11 V,

5 kHz ~ 10 kHz 0.18 + 0.04
1.00 + 0.04
3 Hz ~ 5 Hz

< 0.4 V

5 Hz ~ 10 Hz

0.30 + 0.04

0.035 + 0.006

10 Hz ~ 5 kHz

0.10 + 0.04

0.015 + 0.006

5 kHz ~ 10 kHz 0.15 + 0.04
1.00 + 0.04
3 Hz ~ 5 Hz

0.030 + 0.006

5 Hz ~ 10 Hz

0.30 + 0.04

0.035 + 0.006

10 Hz ~ 5 kHz

0.10 + 0.04

0.015 + 0.006

5 kHz ~ 10 kHz 0.15 + 0.04
1.00 + 0.04
3 Hz ~ 5 Hz

0.030 + 0.006

5 Hz ~ 10 Hz

0.35 + 0.04

0.035 + 0.006

10 Hz ~ 5 kHz

0.23 + 0.04

0.015 + 0.006

5 kHz ~ 10 kHz 0.23 + 0.04

0.030 + 0.006

負担電圧 周波数< 0.04 V< 0.7 V< 2.0 V

0.100 + 0.006

0.100 + 0.006

0.100 + 0.006357

DM2571 ディジタルマルチメータ
10 A [6]< 0.5 V

3 Hz ~ 5 Hz

1.10 + 0.04

0.100 + 0.006

5 Hz ~ 10 Hz

0.35 + 0.04

0.035 + 0.006

10 Hz ~ 5 kHz

0.15 + 0.04

0.015 + 0.006

5 kHz ~ 10 kHz 0.35 + 0.04

0.030 + 0.006

確度：±(読み値の% + レンジの%)クレストファクタによる追加誤差(非正弦波)
クレストファクタ

エラー(読み値の%)

1~2
2~3
3~4
4~5

0.05
0.15
0.30
0.40

低周波による追加誤差(読み値の%)周波数
10 Hz ~ 20 Hz
20 Hz~40 Hz
40 Hz ~ 100 Hz
100 Hz ~ 200 Hz
200 Hz ~ 1 k Hz
>1 k Hz358

1/s (>3 Hz)
0
0
0
0
0
0

スピード
5/s (>20 Hz)
0.74
0.22
0.06
0.01
0
0

50/s (>200 Hz)
−
−
0.73
0.22
0.18
0

付録
測定特性
AC 電圧
(真の実効値)

AC 帯域幅AC 電流(真の実効値)

測定方式

AC 結合時の真の実効値
最大 400Vdc までのバイアス入力での測定が可能

クレストファクタ

最大 5:1(フルスケールにて)

スピード

帯域幅

1/s (>3 Hz)

3 Hz ~ 300 kHz (ACI:3 Hz ~ 10 kHz)

5/s (>20 Hz)

20 Hz ~ 300 kHz (ACI:20 Hz ~ 10 kHz)50/s(>200 Hz)

200 Hz ~ 300 kHz(ACI:200 Hz ~ 10 kHz)

入力インピーダンス

1 MΩ ± 2%，100 pF 並列接続

入力保護

AC750 Vrms(全レンジ)

レンジ

シャント抵抗負担電圧

100 μA100 Ω<0.011 V

1 mA

100 Ω

<0.11 V

10 mA

1Ω

<0.04 V

100 mA1Ω<0.4 V1A

0.1 Ω<0.7 V

3A

0.1 Ω

<2 V

10 A

10 mΩ

<0.5 V

入力保護(ヒューズ)

3.15A, 500V(3A 端子，交換可能)
6A, 1kV（3A 入力用，内部）
12A, 1kV（10A 入力用，内部）

359

DM2571 ディジタルマルチメータ
動作特性
測定機能
ACV

ACI

スピード

桁数

周波数帯域幅1/s (>3 Hz)

6½

3 Hz ~ 300 kHz

5/s (>20 Hz)

5½

20 Hz ~ 300 kHz

50/s (>200 Hz)

4½

200 Hz ~ 300 kHz

1/s (>3 Hz)

6½

3 Hz ~ 10 kHz

5/s (>20 Hz)

5½

20 Hz ~ 10 kHz

50/s (>200 Hz)

4½

200 Hz ~ 10 kHz[1]. AC 仕様条件：60 分以上のウォームアップ時間，リーディングレート 1/s での正弦波
入力[2]. 全てのレンジは，20%のオーバーレンジ（750ACV, 3AAC, 10AAC を除く）
[3]. 仕様は，レンジの 5%以上の振幅で正弦波の入力。レンジの 1％～5％の振幅で50kHz 未満の入力の場合は，レンジの 0.1％の追加誤差を加えます。50kHz～
100kHz の場合は，レンジの 0.13％の追加誤差を加えます。750 ACV レンジは，
7.5x107 VoltHz に制限されます。
[4]. 低い周波数用に 3 種類のスピード設定があります。1/s(3Hz), 5/s(20Hz), 50/s
(200Hz)。
[5]. 仕様は，正弦波でレンジの 5%以上の振幅かつ 10μA AC 以上の入力。レンジの 1％～5％の入力の場合は，レンジの 0.1％の追加誤差を加えます。
[6]. 10A レンジの測定は前面パネルのみ使用可能。入力が 5Arms より大きい場合は，温度上昇影響分として，１A あたり 2mA を追加します。
[7]. 10 Hz 未満の周波数での確度は参考値です。
[8]. 50 Hz 未満および 1 kHz を超える周波数で，200 Vrms を超える入力での確度は参考値です。100 kHz を超える周波数で，70 Vrms を超える入力での確度は参考値です。
[9]. 10 Hz 未満および 5 kHz を超える周波数での確度は参考値です。
10 Hz～20 Hz で 0.2 Arms を超える入力，20 Hz～45 Hz で 3 Arms を超える入力，
1 kHz～5 kHz で 1 Arms を超える入力での確度は参考値です。
100 µA レンジでの，40 Hz 未満および 1 kHz を超える周波数での確度は参考値で
す。

360

付録

周波数/周期特性
周波数/周期[1] [2]
レンジ

周波数

1 Year
TCAL ± 5 ˚C

温度係数/˚C

100 mV ~750 V [3]3 Hz ~ 5 Hz

0.100

0.100

5 Hz ~ 10 Hz

0.050

0.035

10 Hz ~ 40 Hz

0.030

0.015

40 Hz ~ 1 M Hz [4]0.006

0.015

確度：±(読み値の%)測定特性
周波数/周期

注意事項

測定方式

レシプロカルカウント方式
AC 結合で AC 電圧測定機能を使用

電圧レンジ

100 mVrms ~ 750 Vrms
オート/マニュアルレンジ

DC オフセット電圧の変化後に入力の周波数/周期を測定しようとすると，エラーが発生します。正確に測定するには，測定機能が切り替わってからセトリングタイムを考慮し，信号入力を安定させなければなりません。(最大 1 秒程度)
周波数カウンタは，低電圧，低周波信号を測定する際に周囲の影響を受けやすい為，入力をシールドする等して外部ノイズの影
響を少なくし，測定誤差を最小限にすることが重要です。

361

DM2571 ディジタルマルチメータ
動作特性機能

ゲートタイム

桁数

周波数/周期1s

6½

100 ms

5½

10 ms

4½

[1]. 仕様条件：特に記載のない限り，60 分以上のウォームアップ時間，ゲートタイム 1/s
での正弦波入力[2]. 仕様は，100mV 以上の振幅で正弦波または矩形波の入力に適用。10mV～100mVの入力に対して，読み値の％に 10 を掛ける必要があります。
[3]. 入力信号の振幅は，レンジの 10％から 120％で，750V AC 以下。
[4]. 入力信号は 60mV 以上。300kHz～1MHz は，100mV レンジにて。

温度特性[1](プローブ誤差は含みません)

RTD(PT100 に基づく確度)：(100Ω プラチナ[PT100], D100, F100, PT385, PT3916, ユーザタイプ)
1 Year
レンジ
分解能
温度係数(TCAL ±5°C)−200 °C ~ −100 °C
0.001 °C 0.09 °C
0.004 °C / °C
−100 °C ~ −20 °C
0.001 °C 0.08 °C
0.005 °C / °C
−20 °C ~ +20 °C
0.001 °C 0.06 °C
0.005 °C / °C
+20 °C ~ +100 °C
0.001 °C 0.08 °C
0.005 °C / °C
+100 °C ~ +300 °C
0.001 °C 0.12 °C
0.007 °C / °C
+300 °C ~ +600 °C
0.001 °C 0.22 °C
0.009 °C / °C

熱電対(ITS−90 に基づく確度)：
1 Year
タイプ レンジ
分解能(TCAL±5 °C)*
E−200 ~ +1000 °C 0.002 °C 0.2 °C
J−210 ~ +1200 ˚C 0.002 °C 0.2 °C
T−200 ~ +400 °C
0.002 °C 0.3 °C
K−200 ~ +1372 ˚C 0.002 °C 0.3 °C
N−200 ~ +1300 ˚C 0.003 °C 0.4 °C
R−50 ~ +1768 ˚C
0.01 °C
1 °C
S−50 ~ +1768 ˚C
0.01 °C
1 °C
B+350 ~ +1820 ˚C 0.01 °C
1 °C*シミュレーションされた接点を基準とする相対値

362

温度係数
0.03 °C / °C
0.03 °C / °C
0.04 °C / °C
0.04 °C / °C
0.05 °C / °C
0.14 °C / °C
0.14 °C / °C
0.14 °C / °C

付録
サーミスタ(2.2kΩ, 5kΩ, 10kΩ, ユーザタイプ)
レンジ–80 ° ~ +150 °C

リーディングレート(Readings/sec)

分解能0.001 °C

熱電対/RTD/
サーミスタ

1 Year(TCAL±5 °C)
0.1 °C

スピード
5/s
20/s
60(50)/s

温度係数0.003 °C/ °C

桁数
6½
5½
4½

[1]. 実際の測定範囲とプローブ誤差は，温度プローブに依存します。

363

DM2571 ディジタルマルチメータ

キャパシタンス[1]レンジ
1.000 nF
10.00 nF
100.0 nF
1.000 μF
10.00 μF
100.0 μF

[2]

1 Year
TCAL ± 5 ˚C
2.00 + 2.00
2.00 + 1.00
2.00 + 0.40
2.00 + 0.40
2.00 + 0.40
2.00 + 0.40

温度係数/˚C
0.05 + 0.01
0.05 + 0.01
0.05 + 0.01
0.05 + 0.01
0.05 + 0.01
0.05 + 0.01

確度：±(読み値の% + レンジの%)[1]：仕様は，レンジの 10%以上のフィルムキャパシタ測定時[2]：1nF レンジでの確度は参考値です。

測定特性
測定方式：直流充放電
入力保護：500 Vpeak(全レンジ)
測定中のコンデンサ（Cx）は定電流源を使用して充電されます。充電する時間と，既知の抵抗を用いた放電時間を測定します。レンジが 10ｎF 以下では充放電の時間
が，100ｎF 以上のレンジでは充電時間のみがキャパシタンス測定の演算に使用されます。
マルチメータによるキャパシタンスの測定は事実上 DC 測定であるため，測定された値は LCR メータで測定される値よりも高くなる傾向があります。
測定を確度よく行う為には，初めにケーブルオープンのゼロ補正を行います

364

付録

デュアル測定と応用測定
デュアル測定機能
組合せ可能項目

応用測定
Relative 測定
Hold 測定

Math 測定統計計算

第 2 ディスプレイに別の測定項目を表示可能
DC 電圧，AC 電圧，DC 電流，AC 電流，周波数，周期，
熱電対温度

測定値と設定基準値または測定して得た基準値との差を表示します。
測定値の変動が設定閾値を超えるときのみ，測定値表示を更新します。
閾値
0.01%，0.1%，1%，10%
測定値に対して 6 種類の演算結果を表示します。
演算は，6 種類のいずれかを選択できます。
dB 測定
測定して得た dBm 基準値に対する差を dB 表示します。
dBm/W
電圧測定において，基準インピーダンス設定に応じて測定
dBm または W 表示を行ないます（0 dBm=1 mW）。
Compare 測定値が上下限設定値のどの範囲にあるかを，測定
HIGH，PASS，LOW で表示します。結果はディジタ
ル I/O にも出力されます。
MX+B
測定値 X に対する線形 1 次演算結果を表示
係数 M とオフセット B を設定
1/X
測定値 X の逆数を表示％(測定値 － 設定基準値)／設定基準値 を％値で表示
表示項目 最大値，最小値，平均値，ピーク to ピーク値，
標準偏差，サンプル数

365

DM2571 ディジタルマルチメータ

その他の機能測定値の保存機器設定の呼び出しと電源投入時の設定
トリガ
ディジタルフィルタ

A/D 変換設定

標準インタフェース
オプション
インタフェース
DIGITAL I/O

366

保存データ数
設定組数

1 ～ 100,000
ユーザ設定 5 組＋工場出荷時設定 1 組

トリガ源
内部(オート)，シングル または 外部
トリガ遅延
0 ～ 3,600 s，設定分解能 1 µs
読み値のスムージングを行ないます。
手法
移動平均または区間平均
サンプル数
2 ～ 100
フィルタ
測定値の変動が設定閾値を超えると，スムウィンドウ
ージング処理をリスタートします。
閾値 0.01%，0.1%，1%，10%，無し
オートゼロ
定期的に内部回路のオフセット補正を行な(A-Zero)います。
オン または オフ
USB，RS-232C，LAN，ディジタル I/O
GPIB
入力信号 外部トリガ信号 TTL レベル
負論理または正論理
出力信号 測定終了信号 TTL レベル
負論理または正論理
ComparePASS, FAIL, HIGH, LOW 信号
測定結果信号 オープンコレクタ，負論理
Vcc 出力 外部デバイス／ロジック用の電源
約 5 V，最大 100 mA

付録

寸法

オプションの GPIB インタフェース
カードを搭載しています。

All dimensions areshown in millimeters.

367

DM2571 ディジタルマルチメータ

EMC，安全性，RoHS◎ EMC
EN 61326−1:
Electrical equipment for measurement, control and laboratory
EN 61326−2−1: use –– EMC requirements
EN 61326−2−2:
Conducted & Radiated Emission
Electrical Fast Transients
EN 55011 Class A
EN 61000−4−4
Current Harmonics
Surge Immunity
EN 61000−3−2
EN 61000−4−5
Voltage Fluctuations
Conducted Susceptibility
EN 61000−3−3
EN 61000−4−6
Electrostatic Discharge
Power Frequency Magnetic Field
EN 61000−4−2
EN 61000−4−8
Radiated Immunity
Voltage Dip/ Interruption
EN 61000−4−3
EN 61000−4−11◎ Safety
Low Voltage Equipment Directive 2014/35/EU
Safety Requirements
EN 61010−1 / EN 61010−2−030◎ RoHS
RoHS Directive 2011/65/EU

368

ーーーー 保証 ーーーー

この製品は，株式会社 エヌエフ回路設計ブロックが十分な試験及び検査を行って出荷しております。
万一ご使用中に故障が発生した場合は，当社又は当社代理店までご連絡ください。
この保証は，取扱説明書，本体貼付ラベルなどの記載内容に従った正常な使用状態において発生した，部品又は製造上の不備による故障など当社の責任に基づく不具合について，
ご購入日から 1 年間の保証期間内に当社又は当社代理店にご連絡いただいた場合に，無償修理をお約束するものです。
なお，この保証は日本国内においてだけ有効です。日本国外で使用する場合は，当社又は当社代理店にご相談ください。
次の事項に該当する場合は，保証期間内でも有償修理となります。
●取扱説明書に記載されている使用方法及び注意事項（定期点検や消耗部品の保守・交換を含む）に反する取扱いや保管によって生じた故障の場合●お客様による輸送や移動時の落下，衝撃などによって生じた故障，損傷の場合●お客様によって製品に改造（ソフトウェアを含む）が加えられている場合や，当社及び当社指定サービス業者以外による修理がなされている場合●外部からの異常電圧又はこの製品に接続されている外部機器（ソフトウェアを含む）の影響による故障の場合●お客様からの支給部品又は指定部品の影響による故障の場合●腐食性ガス・有機溶剤・化学薬品等の雰囲気環境下での使用に起因する腐食等による故
障や，外部から侵入した動物が原因で生じた故障の場合●火災，地震，水害，落雷，暴動，戦争行為，又はその他天災地変などの不可抗力的事故
による故障，損傷の場合●当社出荷時の科学技術水準では予見できなかった事由による故障の場合●電池などの消耗品の補充――― 修理にあたって ―――
万一不具合があり，故障と判断された場合やご不明な点がありましたら，当社又は当社
代理店にご連絡ください。
ご連絡の際は，型式名(又は製品名)，製造番号(銘板に記載の SERIAL NO.)とできるだけ詳しい症状やご使用の状態をお知らせください。
修理期間はできるだけ短くするよう努力しておりますが，ご購入後 5 年以上経過している製品のときは，補修パーツの品切れなどによって，日数を要する場合があります。
また，補修パーツが製造中止の場合，著しい破損がある場合，改造された場合などは修理をお断りすることがありますのであらかじめご了承ください。

お 願 い•取扱説明書の一部または全部を，無断で転載または複写することは固くお断りします。

•

取扱説明書の内容は，将来予告なしに変更することがあります。

•

取扱説明書の作成に当たっては万全を期しておりますが，内容に関連して発生した損害などについては，その責任を負いかねますのでご了承ください。
もしご不審の点や誤り，記載漏れなどにお気付きのことがございましたら，お求めになりました当社または当社代理店にご連絡ください。

DM2571 取扱説明書
株式会社エヌエフ回路設計ブロック〒223−8508

横浜市港北区綱島東 6−3−20

TEL 045−545−8111
http://www.nfcorp.co.jp/
C Copyright 2020-2022◯

NF Corporation

http://www.nfcorp.co.jp/

横浜市港北区綱島東 6-3-20〒223-8508 TEL 045(545)8111(代)