日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

第1,2日

第5会場

ポスター発表P-1

垂直的骨量の不足した症例におけるインプラント体の選択に関する力学的検討○荒木 悠，中野 環，小野真司，森脇大善，矢谷博文
大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座クラウンブリッジ補綴学分野
Influence of implant design and material on the stress distribution on and around a short implant placed inmandible with vertical bone loss
Araki H, Nakano T, Ono S, Moriwaki H, Yatani H
Department of Fixed Prosthodontics, Osaka University Graduate School of DentistryⅠ． 目的
現在，口腔インプラント治療は，欠損補綴歯科治療法の一つとして広く用いられている．近年では，高齢者や全身的な基礎疾患を有する患者など低侵襲のインプ ラント治療 が求 められ る患者が 増加して
おり，ショートインプラントを使用して骨造成を回避す
る治療の需要が増大してきている1)．
インプラント体のデザインには，プラットフォームの高さが粘膜下に位置する一回法インプラント（以下，TL） と，骨頂に位置する二回法インプラント（以下，BL）が存在する．
また，近年ではインプラント体の材質として，生体親和性に優れ，純チタン（以下，cpTi）よりも高い機械的 強度を有するチタンジルコニウム合金(以下，TiZr)が用いられるようになり，インプラント体の破折防止に有用である可能性が期待されている2)．しかしながら，インプラント体のデザインと材質の違いが，生体内での力学的な挙動に及ぼす影響については，
未だ報告されていない．
そこで本研究では，垂直的に骨量の不足した下顎臼歯部において長径の短いインプラント体を用いる
場合に重要な力学的示唆を得ることを目的として，三次元有限要素解析を用いて，インプラント体のデザイ
ンと材質の違い，ならびに長径の違いがインプラント
体とその周囲骨へ及ぼす力学的影響について比較
検討した．
Ⅱ． 方法
SolidWorks2014 (DS SolidWorks Corp.) を用いて，TLとBLのインプラントCADモデルを作製した．インプラント体の直径は4.1 mm, 長径は骨内長10 mm，８ mm，６ mm，４ mm（骨内長４ mmはTLのみ）とした．
インプラント先端から咬合平面までの距離を20 mm
で一定とした．インプラント体を下顎大臼歯部を想定した骨モデル (皮質骨の厚さ2.0 mm) に埋入し，上部構造の咬合面相当部に，インプラント長軸方向か
ら頬側に30°傾斜させた方向から100 Nの静荷重を負荷した．弾性率は予備実験に基づいて，cpTiが110 GPa，TiZrが97.3 GPaとした．解析項目は，皮質骨における最大主応力の最大応力値と，インプラン
ト体におけるvon Mises応力の最大応力値とした．
Ⅲ． 結果と考察
インプラント体の連結部に応力が分布し，TLは骨縁上，BLは骨縁下に応力集中を認めた．皮質骨ではインプラント体頸部に応力が集中し，TLは頰側に引張応力，舌側に圧縮応力の集中を認め，BLは舌側に引張応力の集中を認めた．TLとBLともに材質の違いよる影響はほとんどなく，cpTiとTiZrはほぼ同様の応力分布を示した．最大応力値は，皮質骨とインプラント体ともにTLがBLよりも，TiZrがcpTiよりも小さい値を示した．
インプラント体の長径は短くなるほど最大応力値
は大きくなる傾向を示した．また，皮質骨では，インプラント体のデザインの違いは長径の違いよりも影響が大きく，BLは２ mm短いTLと近い応力値を示すことがわかった．
以上の結果から，垂直的に下顎骨の骨量が不足した症例においては，インプラント体の長径が短くなるほど，BLよりもTL，cpTiよりもTiZrの選択が力学的に有用である可能性が示唆された．
Ⅳ． 文献
1） Slotte C, Gronningsaeter A, Halmoy AM, Ohrnell
LO, Mordenfeld A, Isaksson S et al. Four-millimeterlong posterior- mandible implants: 5-year outcomesof a prospective multicenter study. Clin Implant
Dent Relat Res 2015; 17 Suppl 2: e385-395.
2） Bernhard N, Berner S, De Wild M, Wieland M.
The binary TiZr alloy—a newly developed Ti
alloy for use in dental implants. Forum Implantol
2009; 5: 30-39.

─ 205 ─

第1,2日

第5会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

ポスター発表P-2

プリ ント療法および 機能 はインプラント体周囲周囲骨
の骨 成を
させるか
○

博

，
木
，
2)
相
1)
本大学
歯学部大学院
歯学研究科有歯補綴学，2) 本大学
歯学部
有歯補綴学講座，3) 本大学
歯学部歯科生体材 学講座，4) 本大学
歯学部
口腔インプラント学講座
1)

，
，

1)

2)

，高
， 内

2)

2)

，中
，

2)

，谷本
，

， 治大 1)，
4)
， 上
，木本

2)

3)

2)

4)

1)

2)

Do supplement therapies and ultraviolet photofunctionalization promote promote peri-implant boneformation ?
Sato H1), Watanabe T2), Takahashi T2), Nakada H2), Tanimoto Y3), Isaji D1), Sato K1), Suzuki A1), Saito Y2),
Miyauti Y2), Motiduki T2), Kitagawa T4), Murakami H4), Kimoto S2), Kawai Y2)
1)
Removable Prosthodontics, NIHON UNIVERSITY Graduate School of Dentistry at Matsudo,
2)
Removable Prosthodontics, NIHON UNIVERSITY School of Dentistry at Matsudo, 3)Department of Dental
Biomaterials, Nihon University school of Dentistry at Matsudo, 4)Oral Implantology, Nihon University schoolof Dentistry at Matsudo

Ⅰ． 目的
イン プ ラ ント 体 の 面
は ッ
インーションの 期 得を目 し，な機械研 から 面なブラ トにしてきた．しかしインプ
ラント周囲 に してを こしにくいな面のインプラント体の方が優位だと考 られている．
そこでな機械研 において ッ
インーションの 期 得を目 し，インプラント体周囲
骨の骨 成作用を つSynthetic bone mineral1) （以下 SBM）および 機能 2) に 目し，２つの方法を用いることで相 作用を引き こすことができるか検討を った．
Ⅱ． 方法
実験動 は６ 齢のWistar性ラット32 （（ ）三 ラー，， 本）を用いた．SBMはLeGeros1) らの方法に いCaHPO4 2H2O，MgCl2お
よびZnCl2 をNaFおよびK2CO3 を んだで解し加 分解して作製した．実験動 のはとしてAIN-93M（ 本（ ），AIN-93M）を使用し，SBM としてAIN-93M + SBM（ 本（ ），AIN-93M + SBM）を使用した． 機能
置には ラ ーム® フ ニー（ウシ機製，Japan）を用いた．インプラント体は直径 1.2 mm，
長径 4.0 mmのの純チタン（フルウチ 学（ ），， 本）で， 面
は機械研 とした．
実験は
齢 に
８
つ
（以下
NV
）， 機能
（以下 NV），SBM 合（以下 SV）， 機能
SBM
合（以下 SV）にした．インプラント体の埋入は８ 齢 に全身下で 大 骨に埋入し，インプラント体埋入 ２および４にさせ 側大 骨をし，引き き 験，CTを いBMDの解析を った．
解析は， 機能 とSBM に相 関 がある をとして一元 置分 分析Two way anova
を った．解析 フトはPASW® Statistics 18.0（SPSS，
IL，USA）を使用した．

Ⅲ． 結果
機 能 と SBM の 相 作 用 をるために
Two-way Anovaを用いて解析を った．引きき 験において埋入２では 機能 とSBMに相 作用は られなかったが埋入４においては相 作用が られた()．BMDにおいては埋入２および埋入４で 機能 とSBMに相 作用が られた（ ２）．
Ⅳ． 文献
1） Mijares D, Kulkarni A, Lewis K, Yao F, Xi Q,
Tannous S et al. Oral bone loss induced by mineral deficiency in a rat model: effect of a synthetic bone mineral (SBM) preparation. Archives oforal biology 2012; 57: 1264-1273.
2） Suzuki S, Kobayashi H, Ogawa T. Implant stability change and osseointegration speed of Immediately loaded photofunctionalized implants.
Implant dentistry 2013; 22: 481-490.

引き き 験

２
─ 206 ─BMD 定

日補綴会誌

第1,2日

9・126 回特別号，2017

第5会場

ポスター発表ック インジ クタブル ルの骨
作用

P-3

○小
1)

1)

，

1)

， 上

2)

，

歯科大学大学院歯学研究科口腔機能
大学
質

一

様

に する

，長

2)

学講座

機能

1)

，木本

1)

補綴学分野，2)Redox injectable gel protects osteoblastic function from oxidative stressOzawa R1), Saita M1), Sakaue S2), Maruo K1), Nagasaki Y2), Kimoto K1)
1)
Division of Prosthodontics & Oral Rehabilitation, Department of Oral Function and Restoration, Graduate
School of Dentistry, Kanagawa Dental University, 2)Department of Materials Science, University ofTsukubaⅠ． 目的
性 素 : Reactive oxygen species (ROS) は，症やウ ル の防 ，
トーシに して有用な機能を果たしているが，ROSがに 生すると膜の 質を引き こし，様 な疾患を引き こすと われている．一方，このに 生したROSを 果的に
させる
ック
リ ーが
され，
性大
をは めとする様 な全身疾患モデルに し，有用な 果を示すことが報告されている．この
ック
リ ーは，
的に疾患
部位に作用し，な トコン リを破しない に 作用が ないという 長を ことから，としてのがさらに期待されている．
は，口腔内疾患に する
ック 治療のを
目 し，37 でフラ ールがした に ルし，ROS
ンジ ーとしてニト
シ ラジ ルが的に作用する様 たにック インジ クタブ
ル ル (RIG) をした．そして，ROSとの関連が報告されている歯 骨
モデルにおけるRIGの骨疾患
果を報告してきた1)．本研究では，を広 ，近年ROSとの関連が報告されているインプラ
ント周囲 に する
ック インジ クタブル ルの用をすることを目的とし，骨 様に する
ック インジ クタブル ルの作用について検討したので報告する．

を 加 (H2O2+RIG) の４ とした．また，RIGの 加量は，1-0.001 を検討した．
学的分析は, Tukey 検定による 重比較検定 (Statcel) を った．
Ⅲ． 結果と考察の，の増 率，
ならびに分 のとして用いた10の ル リ
フォ フ ター
性は，RIG 加 において増加した（ ）．また， ル リフォ フ ター
，Von
kossa
により，RIG 加 ではの分 も有 にしている も 認された．これらの結果
から，RIGによる作用が，骨 様の 応を高めることが分かった．
は，ラットインプラント周囲 モデルを用いて，RIGによる作用のを う予定である．
Ⅳ． 文献
1） Makiko S et al. Novel antioxidative nanotherapeutics in a rat periodontitis model: Reactive oxygen species scavenging by redox injectable gel
suppresses alveolar bone resorption. Biomaterials 2016; 76: 292-301.
2） Takeshi U et al. N-acetyl cysterine protects osteoblastic function from oxidative otress. Society
For Biomaterials 2011; 99A: 523-531.

Ⅱ． 方法
８ 齢の Sprague-Dawleyラットの骨 よりした骨 様をし，上野らの方法により，を再現した2)．そして，
素 (H2O2) による
RIGの
能による
能 増 能 (Cellproliferation assay; WST-1，Cell count)，ならびに分能 ( ル リフォ フ ター
性
， Von
kossa
)の
を
た．実験 は，Control,
素 加 にnRIG
素を 加 (H2O2),[ニト
シ ラジ ル未 入] を 加 (H2O2 +nRIG),
素 加 にRIG [ニトシ ラジ ル 入]─ 207 ─Cell proliferation assay (Day 1)

第1,2日

第5会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

ポスター発表P-4

下顎インプラント ー ーデンチ ーにおける骨
みに
る影響
○フ ム

ンクォン，高，，，大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座有ルが優一，
歯補綴学 高齢者歯科学分野

The effect of bone levels on bending strain of implant in two-implant supported mandibular overdenture
Pham Nguyen Q, Takahashi T, Gonda T, Tomita A, Nishimura Y, Maeda Y
Prosthodontics, Gerodontology and Oral Rehabilitation, Osaka University Graduate School of Dentistry

Ⅰ． 目的
２本のインプラントでされた下顎インプラント
ー ーデンチ ーは，下顎 歯顎患者に する治療としてされている 1) ．インプラント ーーデンチ ーにおいて，インプラントに加わるな力は タッチ ントのや破折とインプラント周囲骨ののリ クを増大させ，インプラント周囲骨
ルを 認することはインプラント治療の成 を定する最も重要な基 と考 られてきた．しかし，下
顎インプラント ー ーデンチ ーにおいて，インプラント周囲の骨
ルがインプラントの予 に影響をることが予想されるものの，骨ルがインプラントにる力学的影響についての研究は われていない．そこで本研究では，骨ルがインプラントに生 る
みにる影響を らかにすることを目的として，実験を なった．

みが大きくなることから，さらなる骨がことが予想され，の んだインプラントに加わる負 にする 要性が示唆された．
また，インプラント周囲骨がした場合には，インプラントに加わる
みは， に荷重側で増加することが示されたことから， に 側でする患者に して ンンにはインプラント周囲骨にが 要であることが示唆された．
Ⅳ． 文献
1） Thomason JM, Kelly SAM, Bendkowwski A,
Ellis JS. Two implant retained overdentures -a
review of the literature supporting the McGill
and York consensus statements. J Dent 2012; 40:
22-34.

Ⅱ． 方法
厚さ２ mmの顎 粘膜をした上下顎の歯顎を重合 ジンにて製作し，咬合 にした．４ のみ ージをインプラント（ トー ン 製，直径4.1 mm，長さ10 mm）の 面にした．２本のインプラントを下顎 歯顎の側 歯 側 歯 に埋入し，そのに 合する
ー ーデンチ ーを製作した． 性 タッチ ント（
フ ットIP-IT2，
製）を使用し，の骨ルを同一モデルにおいて比較した．
の骨ルは骨なし（NBL）と 側0.8 mm（U0.8）と 側0.8 mm（B0.8）と 側1.5 mm（U1.5）と 側1.5mm（B1.5）のルを的に 定した（）．荷重は 側の臼歯部でコットン ールを し，上顎歯を使用して一方向から98 Nの垂直荷重下で ったため， 側が荷重側， 側が 荷重側となる．荷重を ったでインプラントに生 たみをした．
解析にはKruskal-Wallis検定を使用し，有を認めた場合はHolm法による 重比較検定
を った．
Ⅲ． 結果と考察
側（荷重側）インプラントでは骨
が なくな
るほど
みは増加した．一方， 荷重側インプラントではNBLとU0.8の
みは小さかったが，骨が なくなるB0.8，U1.5，B1.5でみが大きくなった（ ２）．骨のによって
─ 208 ─のインプラント周囲骨

２

の骨
生 る

ル

ルにおけるインプラントにみ日補綴会誌

第1,2日

9・126 回特別号，2017

第5会場

ポスター発表
P-5

純チタン金
現に
○

，小

面における ル リ
る影響
，

口 一

，

本

次，

の
，

度
重

，

が
，

定司
大阪歯科大学
Osteogenesis related gene expression on titanium surfaces with nano-network structures formed bytreatment with alkali solution
Yoshioka K, Komasa S, Taguchi Y, Kusumoto T, Yoshimura K, Nakata S, Nishizaki H, Okazaki J
Osaka Dental University

Ⅰ． 目的
われわれは
での
ル リ
中に
した純チタン金
面上にシート構造（TNS）が
析 することを
し，それが
の骨分
能
に影響を
ることを報告した．しかしながら，骨
の
分
を最大限に
するTNS構造の生成についてはまだ らかになったとは
い く，さらなる検討が 要であると考 る．そこで，
本研究では純チタン金 へのル リ 度の
がラット骨
の
現に
る影響に
ついて比較，検討を った．
Ⅱ． 方法
実験材 として 2000まで研 した純チタンを使用し，TNSを析 させたものを，実験 として使用した．
を2.5, , 7.5, 10, 12.5 Mの
トリ
ウム
に
し，
で
大 圧
下
で24
応させ，イ ンで率が μS以下になるまでし，させ，そのし，を った．TNS 面を（SEM, SPM）にて 察した．
生
齢のSD性ラットの 側大 骨から骨を，目を実験に した．
，
の
より
得られた
mRNAよりRunx2 mRNA, ALP mRNA, BMP mRNA,
OPN mRNAの現について比較 検討した．
学的解析には，定値にStudentのt検定を
った．有
は
とした．

では， ジ ールのールが 度の上 とともに小さくなり，10 MではRaが13 nmを示し，12.5 Mでは16 nm と高い値を示した( )．
骨への分 を 定づけるであるRunx2mRNAの現は実験 でより有 に高い値を示し，10 Mので最も高い値を示した．
期のに関 するであるALP mRNAの
現は実験 でより有 に高い値を示
し，10 Mので最も高い値を示した． 期の
および
に関 する
である
BMP mRNA, OPN mRNAの
現は実験 でより有 に高い値を示し，10 Mので最も高い値を示した．
以上の結果により，10 Mの
ル リ
により
純チタン金
面に析 させた構造はラットの骨の 期分 およびに関 する現を向上させることが らかとなった．
Ⅳ． 文献
1） Komasa S, Taguchi Y, Nishida H, Tanaka M,
Kawazoe T. Bioactivity of nanostructure on titanium surface modified by chemical processing atroom temperature. J Prosthodont Res 2012 56
170-177.

Ⅲ． 結果と考察
SEM では，
で らかな が 察されるのに し，実験 では
度の上 とともに ットーク構造が 成され，10 Mで構造が 一 し，
12.5 Mへのでは不 一な構造となった．SPMの10 Mで

─ 209 ─

した実験

材

面のSPM

第1,2日

第5会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

ポスター発表P-6

タン ク質コー期
能に○Luyuan Chen，小定司
大阪歯科大学ン したTNS析
る影響
，

本 次，

，

純チタン金 がの，HongHao Zhang，，真The effect of coating of the amelogenin to bone differentiation-inducing ability of nano-structure modified
titanium surface
Chen L, Komasa S, Kusumoto T, Terada C, Nishizaki M, Zhang H, Nishizaki H, Okazaki J
Osaka Dental Univeristy

Ⅰ． 目的
は純チタン金
面に
ル リ
を う
ことで，
構造（以下，TNS）を析 させ，分能の向上に有用であることを らかにした1)．
本研究では，この構造をもったインプラントを埋入し，ム
イン主要タン クの一つである
ジ ニン
をその部分にンコート法によりコー
ン することで，インプラント 面性 がラット骨の期能にどのような影響をるのか検討することを目的とした．
Ⅱ． 方法
実験材 としてのJIS２ 純チタン金を使用し， 面にTNSを析 させ
ジ ニンをン
コート法によりコーン したものを実験 ，TNSのみ析 させたものをとして使用した．TNSの
析 には，を10 Mの
トリウム
に
し，
で
大 圧
下で24
応させ，イ ンで率が μS以下になる
まで
し，
させ，その
し，
を った．
の 面構造はSPMにて察した．
面における元素分析をXPSにて った．
面における元素の結合をFTIRにて解析した．
次に，生齢のSD性ラットの 側大 骨から骨を，目を実験に した．
, , ６, 24の骨の 期
能をCell Titer Blue Assay Kitによって検討するとともに，面における骨をし，にて 察した．
のより得られたmRNAよりRunx2 mRNAの現について比較 検討した．
学的解析には，定値にStudentのt検定を った．有はとした．

実験 でTNS構造にタン ク質のコー
ン を認め，
ジ ニンがコーン されていることがらかとなった（ ）．
, , ６, 24の骨の 期
能，のRunx2 mRNAの
現は実験でと比較して有 に高い値を示した．
以上の結果により，TNS析 純チタン金
面への
ジ ニンのコーン がラット骨の期能の向上に有用であることが らかとなった．
本学 でのらの報告では，同がラット骨の分能の向上に有用であることをらかにしており， ッインーションの期 が短縮されることが期待される．もともと，
ジ ニン
は歯周
の
の増 に有用であるとされ，は歯 膜への応用やin vivo
ルでの解析
が
とされる．
Ⅳ． 文献
1） Komasa S, Taguchi Y, Nishida H, Tanaka M,
Kawazoe T. Bioactivity of nanostructure on titanium surface modified by chemical processing atroom temperature. J Prosthodont Res 2012 56
170-177.

Ⅲ． 結果と考察
SPMによる 察結果では，において13 nmのルの ジ ール構造が 察にされるのにし，実験 では
ジ ニンがコートされたと察される構造が示された．XPSおよびFTIRでは，

─ 210 ─実験のSPM解析

日補綴会誌

第1,2日

9・126 回特別号，2017

第5会場

ポスター発表構造析 純チタン金 へのタン ク質コー
分
能に
る影響

P-7
○

，小
，
定司
大阪歯科大学

，

本 次，

真

ン が

，Honghao Zhang，Luyuan Chen，，

The effect of coating of the protein to bone differentiation-inducing ability of nano-structure modified
titanium surface
Terada C, Komasa S, Kusumoto T, Nishizaki M, Su Y, Zhang H, Chen L, Nishizaki H, Okazaki J
Osaka Dental University

Ⅰ． 目的
は純チタン金面に ル リを うことで，チタニシート構造（以下，TNS）を析 させ，骨分に有用であることを らかにした 1)．
本研究では，歯周の再生方法の一つである
ム
インの主要タン ク質である
ジ ニンをンコート法によりTNSにコー
ン することで，なる分を すことができるかを解析したとこ ，あるを得られたので報告する．
Ⅱ． 方法
実験材 としてのJIS２ 純チタン金を使用し， 面にTNSを析 させ
ジ ニンをン
コート法によりコーン したものを実験 ，TNSのみ析 させたものをとして使用した．TNSの析
には，を10 Mの
トリウム
に
し，
で
大 圧
下で24
応させ，イ ンで率が μS以下になるまでし，させた．その ，し，を った．
の 面構造はSPMにて察した．
面における元素分析をXPSにて った．
面における元素の結合をFTIRにて解析した．
次に，生齢のSD性ラットの 側大 骨から骨を，目を実験に した．
14，21のALP 性および21のルシンの 生量および ルシウムの析 量を
定した．
，14
の
より
得られ た mRNAよ り ALP mRNA, BMP mRNA,
OPN mRNAの現について比較 検討した．
学的解析には，定値にStudentのt検定を
った．有
は
とした．

Ⅲ． 結果と考察
PMによる 察結果では，において13 nmのルの ジ ール構造が 察にされるのにし，実験 では
ニンと 察される構造が示された．XPSおよびFTIRでは，実験 でTNS構造にタン ク質のコー
ン を認め
ジ ニンが
コー
ン されていることが らかとなった( )．
14，21のALP 性および21のルシンの 生量， ルシウムの析 量，の ALP mRNA, お よ び
14のBMP mRNA, OPN mRNAの
現は実験でと比較して有 に高い値を示した．
以上の結果により，ジ ニンのコーン が期の成を し， ッイン
ーショ
ンの期 を短縮させることが期待される．
ジ ニ
ンは 回の実験で歯周
の再生の
から 目さ
れる材 である かりでなく，成についても 目されている材 である． にな研究をけていく 存である．
Ⅳ． 文献
1） Komasa S, Taguchi Y, Nishida H, Tanaka M,
Kawazoe T. Bioactivity of nanostructure on titanium surface modified by chemical processing atroom temperature. J Prosthodont Res 2012 56
170-177.

実験

─ 211 ─材

面のFTIR解析結果

第1,2日

第5会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

ポスター発表P-8

リ ー ル トン トン(PEKK)とするプライ ーの 果
○

，平

長

大学大学院

，
歯

用 ジンの

に

，
学

合研究科口腔インプラント学分野

Effects of primers on bonding between polyetherketoneketone (PEKK) and veneering resin
Sakihara M, Taira Y, Odatsu T, Sawase T
Department of Applied Prosthodontics, Graduate School of Biomedical Sciences, Nagasaki University

Ⅰ． 目的
リ ー ル トン トン (PEKK) がクラウン，ブ
リッジ，可 性 歯，インプラント
ット ントや上部構造用材 としてで 用されは めている．
ー ー ンジニ リン プラ チックとも される
PEKKは 量であり，補綴 置に 要な機械的性質，性，性を有している．
しかし，歯や歯 のを再現するためには，
PEKK製のフ ームを ジン 材 でする 要があり， 者のは めて重要である．PEKKのに関しては，シリ コー
ン 法の 果が報告されているが1)，どのような性モーが有 であるのかなど，未だ不 な が い．
そこで本研究では，の性モーを有するプライ ーを用いて，PEKKと
用 ジンの
強さを
することを目的とした．
Ⅱ． 方法
PEKK材 (Pekkton ivory, Cenders+Metaux) を体 とし て使 用 し た ． ６の歯 科 用 プ ラ イ ー[Metal Primer Z (MP, GC), Estenia C&B OpaquePrimer (EO, Kuraray Noritake Dental), Metaltite (MT,Tokuyama Dental), Metafast Bonding Liner (MF,Sun Medical), Tokuso Rebase MR.Bond (TR,Tokuyama Dental), ESPE Sil (ES, 3M ESPE)]，
用 ニル ル ン モー (Asahi Kasei Finechem)を 有する 作プライ ー (VSA)，およびコント ール (No primer) を 備した．
Pekkton ivoryから り した
験 を#600
研
で研 し，
，
した．
ン
ープで
面を直径 mmに 定し， プライ ー
を 布し， クリル製の を置き，用 ジン
(Gradia, GC) をし，(ラ
L, GC)
を用いて重合した．
から30分
した ，
を
中に
24
し， 能 験機 ( ート ラフ,製作) を用いてせん
験を い，強さを求めた．
ループ
８ の平 値とをし，分 分析と 重比較検定を用いて有でした．

Ⅲ． 結果と考察
強 さ の 平 値 は 9.6 15.1 MPaの 囲 であった ( )．VSAは最も強さが高く，VSA, MP,EO に有はなかった．No primerはVSAやMPよりも有 に低い値を示し，No primer, EO, MT, MF,
TR，ES には有を認めなかった．
プライ ーに まれている性モーは，
VSAは ル ン，MPはリンとチ リンの合 ，EOはリン，MTはチ ウラシル ，MFとTRは ル ン
，ESはシラン に分 できる．したがってPekkton ivoryのに関しては， ル ン
，リン
，チ リン
モ
ーが比較的有 とい るであ う．
VSAはPEKKと 応している可能性があるが，歯科材 としては未だ検討のがある．よってには，本研究でした中ではMPやEOを選択するのが 当と考 られる．PEKKの性 善のためには，さらに研究が 要である．
Ⅳ． 文献
1） Fuhrmann et al. Resin bonding to three types ofpolyaryletherketones (PAEKs)-durability andinfluence of surface conditioning. Dent Mater
2014; 30: 357-363.

─ 212 ─

PEKK材

と

用 ジンの

強さ

日補綴会誌

第1,2日

9・126 回特別号，2017

第5会場

ポスター発表P-9

インプラント周囲
性の検討
○成

生

，

，

における生 学的 径および生，大和可大学大学院歯学研究院口腔機能，，学講座インプラント

大，谷野

歯補綴学分野Evaluation of biologic width and soft tissue sealing around titanium implants with various surface finishes
Narimatsu I, Ayukawa Y, Atsuta I, Oshiro W, Yasunami N, Furuhashi A, Koyano K
Section of Implant and Rehabilitative Dentistry, Division of Oral Rehabilitation, Faculty of Dental Science,
Kyushu University

Ⅰ． 目的
補綴治療においてインプラントは重要な一選択であるが, その粘膜
部位は に
のリ クに
されている. って, インプラントの成 には骨との結合に加 て,のによる防 が重要と考 ら
防 は,
歯では生 学的れる1). このような径が っている. しかし, インプラント周囲における機能は 分検討されておら ,性については らかになっていない.
そこで本研究では, インプラント周囲の生学的 径と, 上皮および結合からなる性の関 を検討することを目的とし, なる 面性を有するインプラントおよびチタンプ ートを使用
して, 以下の実験を った.
Ⅱ． 方法
実験
は
（Ms Machined surface）
ン ブラ トッチン（ Rs
Roughened surface）
ルシウム（Cs
CaCl2 hydrothermally treated surface）とした.
動 実験では, ６ 齢 性Wistar ラットの上顎側 一臼歯を,インプラントを埋入し, 生 学的 径（Ladewig’s fibrin
による
学的
）および
性（
わさび ル
シ ー （Horseradish peroxidase HRP）
）について,歯 （NtNatural teeth）と比較した. また, これらを構成する上皮性と結合性を,構造Laminin-332（Ln-332）の 在,およびコラー ン
の 向にて
した.
さらに
実験では, ４ 齢Wistar ラットからした口腔粘膜上皮をチタンプ ート上
で
,
能を
デ ッシ
（Dish
Culture dish）と比較し, 同様におよびしたでは, コラー ン 現能をした.
なお, 実験は大学動 実験
の認（A27-195-0）を得て った.

Ⅲ． 結果と考察
インプラント はNt と同様に, 上皮および結合からなる生 学的 径の 成を認めたが, その長さと性は 面性 により有に なっていた.
実験において, 上皮の能はCs で有 に高く, 次にMs となり, Rs では最も低かった. また,
によるコラー ン 現能は, Ms
およびCs と比較して, Rs で有 に高かった.
性は, Nt と同様にCs で最も高く,
Cs ではLn-332の長さは有 に短かったが,な上皮
関連タン クの 現により, 上皮性に優れ, 結合性には るものの, 強いが成されたと考 られた. 一方で, Ms , Rs では,
結合に及 HRPのを認め, Ms はRs よ
りも高い上皮性を示したが, その距離はMsで最も長かった. これは, Rs ではインプラントにして一部垂直的なコラー ンの 向を認め,のコラー ン 現能が有 に高く, Ms
よりも結合性に優れたためであると考 られた.
以上より, インプラント周囲には生 学的 径
が 成され, その長さと性は 面性 により なることが示された. また
性は,
になる上皮
の強 な
性に影響され, 上皮
の
能を
た
は,
となる結合
の
によって られることが示唆された.
Ⅳ． 文献
1） Atsuta I, Ayukawa Y, Kondo R, Oshiro W,
Matsuura Y, Furuhashi A et al. Soft tissue sealingaround dental implants based on histologicalinterpretation. J Prosthodont Res 2016; 60: 3-11.

─ 213 ─

第1,2日

第5会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

ポスター発表P-10

CAD/CAM討歯用 ルチ イ ーブ ックの

再現性の検

の影響

一
大阪歯科大学歯科学

Evaluation of the color reproducibility of the multilayer resin blocks for CAD/CAM crowns- Influence of abutmnet tooth colorSuese K
Department of Esthetic Dentistry, Osaka Dental University

Ⅰ． 目的
平 成 26 年 ４
に
療
に
入された
CAD/CAMもにシが 大し，率が59 で，小臼歯に する療 療のでは， 質 ジンジ
ットクラウンとほぼ同されている1）．平成28年度からは金ル ー患者というきではあるが大臼歯にまで 用 大されてきた．
，金のを回避するためにCAD/CAM 用ブ ックの的性能，再現性がさらに期待される． 回，高度な再現性を求めて ルチ イ ーブ ックをし，歯 が及ぼす影響について検討した．
Ⅱ． 方法
CAD/CAM 用ブ ックとして タシ ー
A3をとした４ 構造の ルチ イ ーブ ック（MLB）とすでにされている２ 構造の ジンブ ック（HC2L）を用いて 歯部ジットクラウンを製作した．
造を想定した金合金 ，金
ラジウム，コン ジット ジンコ（イト ）および
歯質 を した
歯を 備し，トライイン ート（ ニ ー ル ）でCAD/CAM をした．
には，分（クリ タル イ リン製）を用い，歯頸部，中 部， 縁部のをし，
タクラシ ルシ ー
イ のA3と比較し，２
の
ブ ックの
を求めた．

シ ー
イ とほぼ同 とるであった．
造を想定した金合金 ，金ラジウム およびコン ジット ジン では 端部で２のブ ックのに有 の が認められた．これまでCAD/CAM
用ブ ックは 一 でありながらシ ーイがされていたが，本 シ ー
イ のと比較する場合には ルチ イ ーブ ックを使用することがましく， 回された ルチ イ ーブ ックはで想定される造 にも 応できることが示さ
れた．
Ⅳ． 文献
1） 厚生

平成27年度7療 療
平 成 27 年 6分 ． http://www.estat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001153825
2）
一 ，谷
相，
， 高
．
CAD/CAM 用 ブ ッ ク の 歯 部 へ の 用
27
2016; 102.

Ⅲ． 結果と考察
CAD/CAM 用 ルチ イ ーブ ックについて
はシ ー
イ との
が めて近 していることを
報告2）したが， 回は
として
歯の
を想定した
で比較した．
歯 における部位でのを に示すが，２の ジンブ ック
において
質 の
歯では
3.0以下で，

─ 214 ─Color difference of two resin blocks foreach abutment tooth color

日補綴会誌

第1,2日

9・126 回特別号，2017

第5会場

ポスター発表P-11

生体 ー
骨 造 ル リ ムに基づくインプラント
周囲の 年的骨 度
解析
○

，小

司，

，

大学大学院歯学研究科口腔シ

，

木

一

ム補綴学分野Analysis of bone density change over time around implant using non-linear bone remodeling algorithm
based on in vivo data
Yoda N, Kobari H, Matsudate Y, Kawata T, Sasaki K
Division of Advanced Prosthetic Dentistry, Tohoku University Graduate School of DentistryⅠ． 目的
歯科インプラントと顎骨のな結合を長期定させるためには，インプラント周囲の骨リモデリン
を力学的にすることが重要である．これまで，インプラント周囲骨リモデリン に関しては，動 実験や
値解析 様 な研究がなされてきたが，実 の生体データにより検 されたものはほとんど く，
デン は未だ しいのが現 である．
本研究では，インプラントが埋入された患者のX
データを基にインプラント周囲の 年的骨度をした．一方，CTデータから構 した下顎骨 次元学モデルに，口腔内にて実 したインプラントに加わる三次元荷重を 用した有限要素解析から，インプラント周囲の骨 度の 値シーションを った．このシーション結果を生体内骨 度と比較検 することにより，的に当性の高い患者 有の骨リモデリンル
リ ムの構 を みた．
Ⅱ． 方法
下顎臼歯部 歯欠損に しインプラント 本の定性補綴治療が され，な患者を験者とした．補綴の 年的ラ X
データ（ ，２， ，４年 ）を用いて，インプラント周囲の骨 度を分析した．また，小圧ン を用いて，咬みしめやの機能 にインプラントに加わる荷重を生体内にて 次元的に 定しインプラントの位置 本
た1)．この ，使用するをさせ，４ ターンの（ 本（ 験者に 用した補綴），２本ブリッジ 近ンチーンチー）を 定し，において荷重 定を実 した．さらにCTデータを用いて下顎骨の 次元不 質有限要素モデルを構した．インプラントおよび上部構造は患者口腔内と同一になるようCAD フトウ
にて作成し，モ
デル上に再現した．生体内実 荷重データを有限要素モデルに入力し，骨内の みル ー 度を解析した．
有限要素解析により得られた み
ル ー 度
分布を ー に骨リモデリン シーション解析をい，補綴４年 の骨 度
をシ
ーションに
より
した．このシーション結果を実 の患者
骨 度と比較し，シーション ル リ ムとにを加 ることにより，的に 当性の高い
骨リモデリンル リ ムを構 した2).
Ⅲ． 結果と考察構 された患者 有骨リモデリンル
リ ムによりシートされた骨 度
は，実 の
生体骨 度
に して有 に相関した（p 0.01）．
また，この骨リモデリン
ル リ ムを用いることにより，実 に
では 用しなかった
（ブ
リッジ 近
ンチ
ー
ンチ
ー）におけ
るインプラント周囲骨 度を予 シーショ
ンすることが可能であり， ンチーを使用したと 定した場合，４年 にわ かにインプラント周囲の骨 度の低下が 生する可能性が示された．
，本 法を用いデータをすることで，
的 用性の高いインプラント周囲骨リモデリン
ル リ ムを構 することができれ ， 年的骨リモ
デリン （骨 度）の最を ー にしたインプ
ラント治療
補綴
シ
ム構 が可能となる．
これはインプラント治療の長期的かつ力学的 定性の実現にし，インプラント患者のQOL向上に大いに 献する．
Ⅳ． 文献
1） Kobari H, Yoda N, Chen J et al. An in vivo study
on loading distribution in different implant configurations for supporting fixed partial denture.
Int J Oral Maxillofac Implants 2016; 31: 10491057.
2） Liao Z, Yoda N, Chen J et al. Simulation ofmulti-stage non-linear bone remodeling inducedby fixed partial dentures of different configurations: a comparative clinical and numerical study.
Biomech Model Mechanobiol. in press. 2016.

─ 215 ─

第1,2日

第5会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

ポスター発表

タイト製

P-12

骨の

インプラント周囲での有用性について
○増

，重

，

中

，

谷

ジーシー研究
Evaluation of carbonated apatite bone graft material
Efficacy in peri-implant bone deffect
Masuda H, Shigemitsu Y, Yamanaka K, Kumagai T
R&D Dept, GC Corporation

Ⅰ． 目的
本 ではインプラント周囲の 応を つ骨がないため，同部位に 用できる性能の高い骨のが期待されている．
は，生体骨の 機成分である
タイトに 目し，らの方法1） を応用することで，生体骨と同 以上の基をタイト（GCAP-01）のに成 しており2），インプラント周囲 応の 得を目 している．本ではインプラント周囲における有用性をす
る を目的とし，イ 下顎骨を用いて材 との比較
を ったので報告する．
Ⅱ． 方法
12
齢以上の ー ル の下顎 臼歯の
P2及びP4を 歯 ，２ の中 部にインプラント体（ 3.8×6.5 mm P2， 3.8×８ mm P4，ジシ
Plus，ジーシー）を埋入し， 歯 に
骨を補
した．比較
として製 A，製 B，欠損のみを定した．埋 12に 験部位を り して本（Villanueva Goldner）を作製した．
学的な治 の 体及びImage Jを用いた
BIC（Bone-Implant Contact）と 生骨面 率の
を った．

高さを
できることが 認された．また， 成された骨とインプラントの骨結合もであり，インプラント
周囲で
応用可能な
骨になり得ると考 られる．
Ⅳ． 文献
1） Ishikawa K. Bone substitute fabrication based on
dissolution-precipitation reactions. Materials 2010;
3: 1138-1155.
2） Nagai H, Kobayashi-Fujioka M, Fujisawa K,
Ohe G, Takamaru N, Hara K et al. Effects of low
crystalline carbonate apatite on proliferation andosteoblastic differentiation of human bone marrow cells. J Mater Sci Mater Med 2015; 26: 99.

Ⅲ． 結果と考察
生骨面 率のでは，GCAP-01 は90 とな結果を示し，製 B は92 ，欠損のみのは90 とでの有 な は認められなかった．
一方で製 A は23 と有 に低く，骨の 成がる 結 果と なっ た． BIC のでは ， GCAP-01 は
81 ，製 B は83 とな結果を示し，２での有 な は認められなかった．欠損のみの は
65 と る傾向を示し，製 A は42 と有 に低い結果を示した．治のではGCAP-01
は 察した４
全てで 生骨の高さが一定である（）のに し，製 B 及び欠損のみの ではとした４中でインプラント近縁の骨の高さが低下し，性の侵入が認められた（ ２矢）．製 A は埋 した部位全 で骨の 成が く，
材 の 存と性が広く分布している が認められた．
以上の結果から，GCAP-01はインプラント周囲で比較製 と同 以上の骨 成能を示し，インプラント
近縁においても性が侵入することなく骨の─ 216 ─２

GCAP-01

の

真

B

の

真

製

第1,2日9・126 回特別号，2017

日補綴会誌

第5会場

ポスター発表
P-13

口腔
ンに
○
1)
広
合

が歯

上皮

におけるタイトジ ンクショ

る影響
実

1)

，

大学歯学部口腔科学部 口腔生

2,3)

，三

純

2)

，

，木

2)

2)

，

和

2)

，二

2)

科学科口腔 学，2)広 大学大学院 歯学研究院
学分野，3)大阪歯科大学 療学部口腔 学科

Effect of lactobacillus isolated from oral cavity on epithelial tight junction
Endo K1), Shuto T2,3), Mimura S2), Taji T2), Kihara T2), Kawahara K2), Nikawa H2)
1)
Course of Oral Engineering, School of Oral Health Science, Faculty of Dentistry, Hiroshima University,2)
Department of Oral Biology and Engineering Integrated Health Sciences, Institute of Biomedical and Health
Sciences, Hiroshima University, 3)Department of Oral Health Engineering, Faculty of Health Sciences, Osaka
Dental University

Ⅰ． 目的
は，
作用， 生 質下 症 善作用など トのに有 な 果をもたらすプイ
クとして広く られている．当研究 では，
これまでにう患 のない トのから分離した口腔を用いて，その性について検討を ってきた．その結果，う，歯周および ンジに して果があることが分かった1)．
口腔， ，皮 はそれ れ
の 生
を
成し，
の侵入を防 生体防 機能を備 ている．この生体防 機能には上皮に存在するタイトジ ンクションが関 していることが られており，
インプラント治療においても，インプラント周囲 といった 症性疾患のとなるのリ クをるための つのとして，インプラント周囲上皮におけるタイトジ ンクションの強 が 要と考 られる．
そこで本研究では，当研究 で分離した口腔が，歯 上皮におけるタイトジ ンクショ
ンとそれに関 する分 にどのような影響をる
か検討を った．
Ⅱ． 方法
本研究では， ウ
歯 上皮（GE-1）を，
SFM-101（
製 ，）で，上皮成長（EGF）存在下にて
した．口腔
につい
ては，Lactobacillus rhamnosus KO1，Lactobacillus
rhamnosus KO3， Lactobacillus casei YU3お よ び
Lactobacillus casei YU4をMRS（Japan Becton
Dickinson，）にてし，1.0×108 CFU/mlにしたものを破，フ ルター
したものをとして使用した．本実験ではで未の ンプルをコント ールとした．これらのの生存への影響について検討するため，コンフル ントに したGE-1にを 加し，24にMTS assayを った．同様のにて，がGE-1のタイトジ

ンクションにどのような影響をるか検討するため，
皮内（TEER） 値をMillicell Electrical
Resistance System（Merck Millipore， イ ）を用いてした．さらに，タイトジ ンクションに関する分 の
現 を Reverse transcriptase-polymerase
chain reaction（RT-PCR）法を用いて解析を った．
Ⅲ． 結果と考察
MTS assayの結果，全てのは，GE1の生存に影響をなかった．また，TEER値定の結果，全てのはコント ールと比較して，GE-1におけるTEER値を上 させ，KO3，
YU3およびYU4ので有 な が認められた．
RT-PCRの結果，YU3およびYU4のは，コント ールと比較して，Claudin-1 mRNAの 現をした．また，全てのはコント ールと比較して，Occludin mRNAの 現を
させ， に
KO3の
で高い 現が認められた．
以上の結果から，本研究で用いた口腔のは，タイトジ ンクションに関連する
現を上 させ，歯 上皮に存在するタイトジ ン
クションを増強することが示唆された． にLactobacillus rhamnosus KO3， Lactobacillus casei
YU3およびLactobacillus casei YU4は，インプラント周
囲上皮においてやそのの侵入に する リ 機能を向上させる可能性があることが示唆さ
れた．
Ⅳ． 文献
1） Nikawa H, Tomiyama Y, Hiramatsu M, Yushita
K, Takamoto Y, Ishii H et al. Bovine milk fermented with Lactobacillus rhamnosus L8020 decreases the oral carriage of mutans streptococci
and the burden of periodontal pathogens. J Investig
Clin Dent 2011; 2: 187-196.

─ 217 ─

第1,2日

第5会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

ポスター発表法が補 的
強さにおよぼす影響

P-14
○
1)

，

1)

谷

本歯科大学生一1,2)，を内面に，

1)

歯学部歯科補綴学

一1)，

した

治3)，

治

２講座，2)ト ルク大学，3)

部

の

1)

The effect of solution to saliva contamination for auxiliary retention form add to crown inner surface on thebond strength
Niitsuma A1), Shinya A1,2), Shimizu S1), Kuroda S1), Matsuda T3), Gomi H1)
1)
Department of Crown and Bridge, The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Tokyo,
2)
University of Turku, 3)Tokyo Branch

Ⅰ． 目的
CAD/CAM のには， 学的な，およびー ブ ージョンによる機械的なのが果的とされる．しかし，現在最 とされる 面をした場合においても，CAD/CAM の 離はとして高い 合で報告 1)され， 応 のはである． 者らは， 内面への補 的として，
CAD/CAM 製作 の機械加 で可能な(Micro Retentive Groove，以下MRG)を考 し， ル
ブラ ト
を ったものと同 以上の強さを示すことを らかにした2）．
実 のップでは，ま CAD/CAM の口
腔内に，
面を う．口腔内の にはによる面のがあり，その法は強さに大きく影響を
る．また，
現在様 な
法が
されているが，MRGがされたCAD/CAM におよぼすの影響や法による影響については らかでない．
そこで本研究 は， 内面への補 的（MRG）をしたCAD/CAM に し，の法の違いが強さにおよぼす影響について
検討した．
Ⅱ． 方法
本研究には，CAD/CAM用 ジンブ ック（CERASMART GC），プライ ー 用可能
ルフ
ーシブ ジンント（CementA GC）， ラ ック
プライ ー（Ceramic Primer II GC）を使用し，はン
にて製作した．MRGのはの報告2）から， さ100 µm，ント
ー 40 µmに 定したものを30 ，MRGなし，ント
ー 40 µmに 定したものを10 クラウンにそれ れ加 し， 40を 験に用いた． トは，基礎疾患およびのない
成 のものを用いた（ 認NDUT2016-20）．加 したクラウンは ト
に10分
し，８
にて
した（ ）． 験 は
し，
中に24
，引き き
験
（MPa）を い， 定結果は，一元 置分 分析をった．引き き験 の 験による破の 察，および用いた面の 察を った．

は，実体をⅢ． 結果と考察
験の結果，ALUが最も高い値を，SALが最も低い値を示した．CAD/CAM 内面にMRGをする
ことで機械的 合力が増加したため，の有に関わら ，引き き強さはしなかったと考 られる．またALUでは，のに加 ，面の 造 により，強さが増強したと察される．
以上の結果より，MRGをしたCAD/CAM は，
ル
ブラ ト
によって
強さが向上し，それ
以 の
では
法，
による
強さへ
の影響は認められなかった．
Ⅳ． 文献
1）
谷
，
，矢谷博文ほか．大阪大学
歯学部
院口腔補綴科でされた
CAD/CAM ジン の 向きコ ート研究．
歯学 2016 33 105．
2）
， 谷 一，
治 ほか．CAD/CAM
内面にした が
強さにおよぼす影
響． 補綴部
20回学 大プラム
集 24.

─ 218 ─本研究における実験

第1,2日9・126 回特別号，2017

日補綴会誌

第5会場

ポスター発表P-15

歯科材 から
○
1)

1)

本

金

，
金

した成分の
真

1)

，加

大1)，

，2)高 大学

性
1)

，

本

学部歯科口腔2)

科学講座

Antibacterial activity of the released component from dental materials
Matsuura R1), Mizobuchi S1), Kato T1), Yamazoe M1), Yamamoto T2)
1)
Yamamoto precious metal Co., Ltd., 2)Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kochi Medical
School, Kochi University

Ⅰ． 目的
口腔内に
された歯科材 からは，その構成成分がイ ン してすることがある．このような成分は，性や 作性などの生体性のとなりうることがされている．その一方で，性などの機能性も報告されており，このような機能性を期待して成分の性をさせた歯科材 もされている．本研究では，これまでにが分析してきた様 な歯科材 の験の結果1) を 用し，検 された成分について，う性Streptococcus mutans (以下S. mutans) に する性を検 したので報告する．
Ⅱ． 方法
のフッ素
性のCAD/CAM用 イブリッ
ジンブ ック，金
ラジウム合金，コ ルトク ム
合金，ジルコニ を用いて文 にしたがって 験を作製した． 材 を験に し，
中の イ ン 度を，イ ン ーターおよびICP
分
析によって 定した．検 された成分の性を検 した．
を用いて，S. mutansに する験 S. mutansをBHI 体
で24
S. mutans
した ，
ク ー
有BHI
に
し，
とした．24
プ ートのウ ルに，
本 験で性を示さなかった
を 置し，
の 度の
と
を 加 ，37 ので24した．PBS (-) で， 験をクリーンなウ ルに し， 験 に 存するS.
mutans を 次 に 示 す WST法 2) に よ っ て 定 し た ．
Microbial Viability Assay Kit-WST (同学) の験 を 加 ２させ， 応 の450 nmにおける度を 定した．

S. mutansに する性をに 定したとこ ，
CAD/CAM用 イブリッ
ジンブ ックからの認められた元素の中で，フッのみが相当の度においても性を示した (
, ２)．現在，金ラジウム合金およびコ ルトク ム合金の元素のS. mutans
について分析を めている．
Ⅳ． 文献
1）
, 本
.“
と
性”. 歯科用 金 合金の科学．
学建 院 2010,145-161.
2），加大， 本. CAD/CAM
用 イブリッジン KZR-CAD HR ブ ック2の性. 補綴2016; 8 125回:
242.

Ⅲ． 結果と考察
験の結果，CAD/CAM用 イブリッ
ジン
ブ ックから イ素, トリウム, ル ニウム,
, リ
ウム, ト ンチウム, フッが, 金
ラジウム合金からは ,, が，コ ルトク ム合金からコ ルトのが 認された．ジルコニ はい れの成分も検 下限以下であった．これらのを用いて

─ 219 ─Inhibition of the adhesion of S. mutans ineach component (10 ppm)

２ Inhibition of the adhesion of S. mutans influoride第1,2日

第5会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

ポスター発表

作法が

P-16
○

，荒
大学

歯学

合

内の

入と

，

，高

真

院顎関

治療部

力に及ぼす影響，

Comparative analysis of the presence of air bubbles as basis for adhesive strength by using application
techniques
Yamazaki Y, Arai Y, Kawamura A, Takashima M, Nagai K
Temporomandibular Joint Clinic, Niigata university Medical & Dental Hospital

Ⅰ． 目的
金
成
トやフ イ ー
トを 用した ジン
造の研究ーによると，
トの離がの大きな 合を めている．
内へのトの性は，Cフ クターが高いこと，
成 の
が厚く
へ ジンの
しづら
いことが挙 られている．
は 離したトの面を 察し，
による面があることに目した．そこで，本研究は
ト
の 作方法
が，
入と
力に及ぼす影響について検討することを目的とした．
Ⅱ． 方法
.
を用いた
入 験
ー ーリー ー# ( 1.1 mm)を用いて製（ニッシン）に さ10 mmの成をった．
ン
ト （ AD
トⅡ，クラ ）
( 1.04×12.0 mm)を ー ー ン （ ン デ
ル）
を用いて
した．
作は使用
および
ント 布部位よって分 した．使用は ， イクシリンジ( ン デル)， イク シリンジ先端にニシン（ 本歯科）を み んだとした．
ント 布部位は
のみ，
トのみ，
と
トの
で，
と 布部位の み合わせで
にて
を った，
に
は２つ つ
製作し，
につき４面から真 影を い，
解析 フトimageJにて２値を い，を 動
し 入率と部位をした．
２. 歯を用いた験ー ーリー ー# ( 1.1 mm)を用いて 歯質に さ10 mmの成を った．
ント（ADトⅡ，クラ ）( 1.04×12.0 mm)を ーー ン にて
した．
作は使用
の
とし，
ント 布部位は
内と
トの 方に
った．
は
つ製作し，
は
ト軸に
し
の 入
を 認した． り２ は mmでし， 1.0 mmの
き ッ にて
験を い，
力を
した．
は
で 重比較（Steel-Dwass法）を用
い，
率
未 で有
ありとした．

Ⅲ． 結果と考察
.
を用いた
入 験
ニシ
ンを用い，
トおよび
に 布した
では，
入率が1.9 で
より有 に
低かった(
)．またい れのでもは最 部に い傾向が 察された．
最 部へ くを使用し，の 入を防 ことが重要であると考 られた．
２. 歯を用いた験
力はニシンが と比較して有 に高くなった( ２)．い れのも力の違いに有を認めなかったものの，最 部に向かって力の低下傾向が認められた．
２つの実験結果から，
の 入は
力の低
下を き
ト 離の要 となり得ることが示唆された．
をさせ，最大限の力を得るために
は，
成最 部へ
する
を選択し，
ントを 入することが重要と考 られた．

─ 220 ─

入率(

２

験(

実験)

歯実験)

日補綴会誌

第1,2日

9・126 回特別号，2017

第5会場

ポスター発表P-17

方法と材 の違いがインプラントの破 強度に及ぼす影響

ジルコニ クラウン

1)
○高
，本
一1)，
3)
1,2)
成
，
1)
本大学歯学部歯科補綴学
部
究部 ，3)関

1)

1)

，小

Ⅲ講座，2)

1,2)，金

本大学歯学部

，

周

合歯学研究

1)

，

成

高度先端

1)

，

療研

Influence of different layering methods and materials on fracture strength of implant-supported zirconiabased prostheses
Takata H1), Honda J1), Kamio S1), Komine F1,2), Kaneko Y1), Torizuka K1), Yoshinari K1), Narishima K3),
Matsumura H1,2)
1)
Department of Fixed Prosthodontics, Nihon University School of Dentistry, 2)Division of Advanced
Dental Treatment, Dental Research Center, Nihon University School of Dentistry, 3)Kan-etsu Branch

Ⅰ． 目的
インプラント上部構造として，ジルコニ フ ーム
上に材をしたジルコニラ ッククラウンが，広く使用されている．しかし，インプラントのジルコニ クラウンの欠 として，材の小破折（チッ ン ）が挙 られる．その解として，材の わりに用コン ジット ジ
ンをする方法がされている．しかし，
CAD/CAMで製作されたコン ジット ジン部やラ ック部を，ジルコニ フ ームに ジン
材 にてしたインプラントのジルコニ クラウンの破 強度について報告は，まだ ないのが現 である．
そこで，ジルコニ フ ームに する方法と材の違いが，インプラントのジルコニ クラウンの破 強度に及ぼす影響をすることを本研究の目
的とした．
Ⅱ． 方法
実験 は，ジルコニ フ ームに して 材をした（FVZ ），CAD/CAMで製作した ラ ッ
ク部をフ ームにした（LLZ ），
用コン ジット ジンをフ ームにした（IVZ ），CAD/CAMで製作したコン ジット ジン
部をフ ームにした（ CLZ ） ，
CAD/CAM にて製作した ールコン ジット ジンク
ラウンを
ット ントにした（CRM ）のとした．
リルにインプラント体を，高さをしたチタン製
ット ントを，インプラント体にした．その ，フ ームの厚さを0.5 mmに 定したジルコニ フ ームを製作した．
FVZ とIVZ は，歯 製作用金 とシリコーン
イ を用い，それ れ 材および用コン
ジット ジンを製造者 示に いジルコニ フ ー
ムにし ， 製 作 し た ． LLZ と CLZ は ，
CAD/CAM で製作された ラ ックおよびコン ジッ
ト ジン部を，ジルコニ フ ームにそれ れジン
材 にてし，製作した．なお，全てのは， ジン
材 を用いてット ントにした．

全を37
製 中にて24， 能験機を用いて破 強度 験を った．破 強度
験 ，ル ー分 方ック
分析 置にて破 面の 察を った．
Ⅲ． 結果と考察
FVZ とIVZ
およびLLZ とCLZの破強度に有は認められなかった（ ）．これは，IVZ
およびCLZ は
材 の弾性
が低く，応
力を 和するため1)，FVZ およびLLZ と同 の破強度を示したと 察される．FVZ とLLZの破強度に有は認められなかった．これはLLZのジルコニ フ ームと部の面に応力が集中し，破 強度が低下したため，同 度の破 強度を示したと 察される．また，CLZ がIVZ に比較して有 に高い破 強度を示したが，これは，CLZ はCAD/CAMで製作された 一な構造であり， ジン
材 によりジルコニ フ ームと一体 し，高い破 強度を示したためと考 られる．
Ⅳ． 文献
1） Çiftçi Y, Canay S. The effect of veneering materials
on stress distribution in implant- supported fixed
prosthetic restorations. Int J Oral Maxillofac
Implants 2000; 15: 571-582.

─ 221 ─実験の破強度 （kN）

第1,2日

第5会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

ポスター発表P-18

欠損補綴治療における治療 年 の口腔関連QOLとン シフト−予備的検討−
○
野
1)

1)
2)
1)
1)
1)
，大野
，中
，三野
，
，小
1)
1)
， 本
，
治1)， 木大学大学院 歯 学 合研究科インプラント再生補綴学分野，2)
ンター

1)

，

本

1)

，

1)

大学

療研究

One-year follow-up assessment of oral health-related quality of life and response shift after
prosthodontic treatment−A preliminary report
Osaka S1), Kimura-ono A2), Nakagawa S1), Mino T1), Kurosaki Y1), Koyama E1), Numoto K1), Amano Y1),
Tokumoto K1), Maekawa K1), Kuboki T1)
1)
Dentistry and Pharmaceutical Sciences Department of Oral Rehabilitation and Regenerative Medicine,
Okayama University Graduate School of Medicine, 2)Center for Innovative Clinical Medicine, Okayama
University HospitalⅠ． 目的
補 綴 治 療 も 高 い 口 腔 関 連 Quality of life
（OHRQOL）をすることが治療の予 性を高める
ことに がる．しかし，治療 の長期的OHRQOL
がなされた報告は未だ ない．一方，QOLにおいて，治療 入やによって，患者の内的（）基 がすることにより生 る
ン シフト（RS）という現 が，QOLの 定 度を低下させる可能性がされている．しかし，補綴治療 の長期的なOHRQOLにおいてRSがどのようにするかは らかになっていない．そこで本研究では，ブリッジ（BR）または可 性
歯（RD）治療を 要とした患者の治療 ，治療直 ，治療 年 のOHRQOLを定し，補綴治療 のOHRQOLの，および治療直 ，治療 年 にRSがするかを らかにすることを目的とした．
Ⅱ． 方法
は，2013年11 以 に大学 院クラウン
ブリッジ補綴科をした患者のう ，８歯以下の歯欠損にBR治療またはRD治療を った患者，および 歯 28歯の歯欠損にRD治療を った患者とした（認629）．選択基 をたしたBR 73 ，RD（歯） 73 ，RD（
歯）61 を目的とし，Oral Health Impact Profileを元にされた 本のQOL質を用いて，治療，治療直 および治療 年 のOHRQOLをった．また，RSをするため，治療直 および治療 年 に回 口腔関連QOL質）の回 をした．そして，補綴治療 のOHRQOLのをらかにするため，において，治療 ，治療直 ，および治療 年 の平 OHRQOL得 の比較をい（Steel-Dwass検定），OHRQOL
量のおよび 負を す フ クト イ （ES）をした．次に，
RSの 生を 認するため，で平 RS量をし，治療 OHRQOL得 と治療直 ，治療 年の 回 OHRQOL得 の 比 較 を っ た （ SteelDwass検定）．RS量は， 治療直 ，治療 年 の回
OHRQOL得 から治療 OHRQOL得 を した
もの と定 した．

Ⅲ． 結果と考察
全データが った解析
はBR 39 ，RD（歯） 35 ，RD（歯） 33 であった．治療 ，
治療直 ，治療 年 のOHRQOL得 に有は認められなかった（ ）．またESは，BR
0.24，RD（歯） 0.41，RD（歯） 0.39であった．
治療直 /治療 年 の平 RS量は，BR -2.2
(p=0.29)/-4.0 (p=0.02)，RD （歯）-2.3(p=0.29)/-2.1 (p=0.28)，RD （歯）-3.3(p=0.39)/-4.8 (p=0.08)であった．すなわ ，BR とRD （歯）では，治療直 に負の方向を った
RSが，治療 年 にそれ れその値が有 に増加，もしくは増加する傾向にあった．一方で，RD（小 歯）においては，負のRSの方向や値にはなかった．これは，治療のイン クトや 果の実がBR やRD （歯）では 年 に向けて増強されている可能性を示しているが，さらに考察を めるためには的にRSの方向や量のをする 要があ う．また，現では， 治療のOHRQOLのESは小さく，さらに ンプル イ を増やす 要があると考 られた．
Ⅳ． 文献
1） Kimura A et al. Response shift phenomenon observed in oral health related quality of life measurement in patients with partial edentulism. J Oral
Rehabil 2012; 39: 44-54.

治療 ，治療直 ，治療 年 のOHRQOL得 の比較
─ 222 ─日補綴会誌

第1,2日

9・126 回特別号，2017

第5会場

ポスター発表ジンブ ックと ジン
の違いが
る影響

P-19
○

，大

，

優

，

ントとの
本

，

高

強さにプライ ン
，

内

，

，

中

博

大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座
Influence of difference in priming process on adhesive strength between resin block and resin cement
Yoshie S, Okawa T, Ito Y, Fukumoto T, Yamamura T, Ikeuchi K, Fujii T, Tanaka M
Department of Fixed Prosthodontics and Occlusion, Osaka Dental University

Ⅰ． 目的
CAD/CAM用 ジンブ ックの 年の成 を ると，近くが 離するといわれている．
がとされるCAD/CAM用 ジンブ ッ
クに して，フ ラーあるいは トリック
ジンのいれにを求める方がよいかは らかとなっていない．
本研究では，CAD/CAM用 ジンブ ックに する 面
方法の違いが ジン
ントとの強さにる影響について検討した．
Ⅱ． 方法
CAD/CAM用 ジンブ ックにはブ ックHC（），KZR-CAD HR 2（YAMAKIN）， ラート（ジーシー）およびKATANA AVENCIA BLOCK（クラリタ デンタル）， ジン
ントには ジ ム（），シラン ップリン
には
ー
ンプ
ライ ー（
）， ジンブ ック用プライ ーにはHC
プライ ー（）を用いた．
CAD/CAM用 ジンブ ックは10×10×２ mmに成 し，重合 ジンにて 埋した． その ，
CAD/CAM用 ジンブ ックを研にて600まで研 し，
にて15分 のをい，した． 面
方法は， 径50-70µmの ルを用いて0.2 MPaにて10の ル
ブラ トを った （以下AB ），AB にシラン
を した （以下ABS ），AB に ジンブ
ック用プライ ーを った （以下ABR ）とし
た． 面
，
面に
の内径 mm， さmmのシリコンモール を 定し，モール 内に ジン
ントを
し，
を った．
は
ー ー 示に った．
ントの 全
，37
中にて24
したものを実験とした（n=
６）． 能 験機AUTOGRAPH AGSJ-5 kN（）
にて，クッー 0.5 mm/minにてせん
験を った．
された最大荷重値をントとの強さとした．
学的解析は， 面を要とする一元 置分 分析を った．
学的有を認めた場合，Bonfferroni補 法による 重比較を った．有はとした．

Ⅲ． 結果と考察
一元 置分 分析の結果，す てのCAD/CAM
用 ジンブ ックにおいて， 面
に
学的有
を認めた．
ブ ックHCは，ABS が有 に低い値を示し，KZR-CAD HR 2， ラートおよび
KATANA AVENCIA BLOCKは，ABR が有 に最も高い値を示した（ ）．シラン ップリン
は面にしたフ ラーをター ットにする．
ブ
ックHCはAB ，フ ラーがすることが報告されている1）．そのため，シランの 果は 現しなかったと考 る． ジンブ ック用プライ ーはの ジ
ン トリック に
し，
力を得る．
ブ ック
HCは，AB およびABR では破 面の結果から，
くはブ ック 体の 材破 を していた．せん
強さにはブ ック 身の機械的強度が影響し，
AB とABR に有は認められなかったと考 る．
以上から，CAD/CAM用 ジンブ ックのにあたり， ルブラ トの 面性 に したプライ ンが 要であることが らかとなった．
Ⅳ． 文献
1） 入
木

─ 223 ─，，，，，長ほか．最近の合 用
ント:
質とCAD/CAM用 ジンブ ックに する
強さ．
歯学 2016; 34: 141-149.

せん

験の結果（

p

0.05）

第1,2日

第5会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

ポスター発表

デ

P-20

ル
的

の
○

1)

，

ジン

向大作1)，

1)
大学大学院 歯学科，3) ラ大学 ー ン

1)

，

ントの
2)

，

木司

内部における
3)，合研究科咬合機能補綴学分野，2)
ム 歯学部 イリ ル学分野

1)

大学

院

ブリッジ

Variation of mechanical properties of novel dual-curing resin cement with elasp of time after lightirradiation
Matsumura K1), Shiomuki D1), Murahara S1), Minesaki Y2), Suzuki S3), Minami H1)
1)
Department of Fixed Prosthodontics, Kagoshima University Graduate School of Medical and Dental
Sciences, 2)Fixed Prosthodontic Clinic, Kagoshima University Hospital, 3)Division of Biomaterials,
University of Alabama at Birmingham

Ⅰ． 目的
者らは
の 縁への
が
内部のデ
ル
ジン
ントの 期
に
る影響は材 により なることを報告してきた1，2）．
現在， 内
わ 様 な ー ーからデル
ジン
ントがされており，の場で用いられている．これらデ
ル
ントの
の実 を
しておくことは，の，材 の選択を最善にすることが可能で，優れた成 につながることが期待される．そこで本研究ではのデル
ジン
ントについて検討し，の製 との比較を った．
Ⅱ． 方法
12 金
ラジウム合金(Castwell M.C.12, GC)製のデ ク
( =８ mm× mm)の 面を 2000の研で研 したの ， ル
ブラ ト
を し，
金 用プライ ー(Alloy Primer，クラリタ デンタル)を 布した． 歯の 面
ルに最 的に2000の研で平 面を 成し，４ mmので厚さ50 μmのー ー( ル ープ)を り けた．
ントとしてはジー ムONE(GC:以下GO)，ジー ム
リンク ー (GC:以下GL)を用いた．
ー ー に
ント 用のプライ ーを 布した ， 和した一定量のントをした．これに金 デ クを圧し，(G-Light，GC)を用いて ー ーのにてを った．その ただ に中にし， 験 とした． 験 はをしてから10分 ，30分 ，６に， 歯からント
部分をく 離し， 歯に していた面の
ン
トの
の
を ッ ー
さ(Hv)を 定することによりした． 験 はントにつき６ 作製し，定部位は縁部から mmの部位(A，C )と中 (B )のとした．

Ⅲ． 結果と考察
結果を に示した．
期(10分)では，縁部から mmの部位(A，C )の ッ ーさ(Hv) は中 (B )より高かったが，30分 ではその は小さくなり，
６
ではどのにおいても 度の は られなくなった．GLと比較すると，
GOは30分 の 度が高い値を示しており， 期の 度が 善されていることが らかになった．
Ⅳ． 文献
1）
向大作，
， 口 二ほか．金直下のデル
ジン
ントの機械的性質に及ぼすの影響．
歯学 2009;
27: 213.
2） Shiomuki D, Minami H, Tanaka T, Suzuki S.
Influence of light irradiation on Vickers hardnessof dual-cure cement polymerized under restorations． Dent Mater J 2013; 32: 449-455.

─ 224 ─

の ッ ー

さ（Hv）

日補綴会誌

第1,2日

9・126 回特別号，2017

第5会場

ポスター発表ラデーション構造の イブリッ

P-21
○

本

真

，加

金

金

大，

ジンブ ックの，Evaluation of the hybrid resin block with gradation structure
Mizobuchi S, Kato T, Matsuura R, Yamazoe M
Yamamoto Precious Metal Co., Ltd.

Ⅰ． 目的
近年，CAD/CAM が用されたことにより，
加 用の イブリッ
ジンブ ック 場が大し，な製 がされている．しかしながら，その くは 一 の製 である．
歯は大きく分けるとル質と質で構成されており，成分や構造の違いにより，
ル質はで質は度が高く，歯のは一様でない．したがって，
ジンブ ックも ラデーション構造を有することが
ましい．
しかし，
構造の場合，の 面をとした破 が きることや，部の 面が目 つことが想定される．そこで，本研究では， ラデーション
構造の イブリッジンブ ック（KZR-CAD HRブ
ック2，A2-GR
ン 製，以下，GRブ ック）との イブリッ
ジンブ ック(KZR-CAD HRブ
ック2，A2ン 製，以下，ブ ック)について，その性および三強さを比較した．
Ⅱ． 方法.材の なる ジン ー トを 製し，同 に金に し み，重合
さ せ る SIL(Simultaneous
Injection Layering)法によって たに
したGRブ
ックおよび
ブ ックを用いた．
２.
性のGRブ ックとブ ックを歯科用 リン
シン(DWX-50 ーラン デ ーシー 製)により， 歯
に
加 し，目
および
（ 端部，
中 部，歯頸部）を った．
.三
強さの 定
GRブ ックを用いて，中 部に目と２ 目の部が位置する２ mm×２ mm×25 mmの 験を作製した．この 験 を研（P2000）で研した ，37 の
に
，小
能
験機（
製作
製，EZ-Graph）を用いてクー
mm/min，
距離20 mmの験を実 した．
ブ ックについても同様に験を った．また，方法の比較のため， ジン
ー トを金 の 分までし，加 重合した ，の なる ジン ー トで金 の り部分を埋め，重合させることによって，的にした２ 構造を有する 験
および，加 重合した
ブ ックの 験 を中 部でし，を用いて 合した 験を作製し， 験を った．
ッでⅢ． 結果と考察
性のでは，下 に示すように
ブ ッ
クに比 て，GRブ ックのにはな ラデーションが 認できた．三強さ 験で，GRブックは，
ブ ックと同 の高い値を示した．また，
的に
した 験
は，
ブ ックおよびGRブ ックと同 の強度が 認されたが，において面が目 で 認できた．さらに，で合した 験
では， 験 が面に って破 し，強度は大 に低下した．
以上の結果より，GRブ ックは性に優れていることに加 ，
ブ ックと同 の強度を有している
こと が 認された．

─ 225 ─GRブ ック，ブ ック

第1,2日

第5会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

ポスター発表P-22

CAD/CAM 用 イブリッ
の 面 性
○

一1)，

ジンブ ックの歯ブラシ

2)

長 大学 院 存 補綴歯科 補綴治療
インプラント学分野
1)

，2)長

大学大学院

歯

学

合研究科口腔Surface characteristics of hybrid resin CAD/CAM blocks after in vitro toothbrushing
Yoshida K1), Sawase T2)
1)
Clinic of Fixed Prosthodontics, Nagasaki University Hospital, 2)Department of Applied Prosthodontics,
Graduate School of Biomedical Sciences, Nagasaki University

Ⅰ． 目的
2014年４ に，歯科用CAD/CAM 置を用いた
イブリッ
ジンによる小臼歯のCAD/CAM がたにされ年がした．現在 くのー ーから ジンブ ックがされているが，それらの歯ブラシの 面 性に関しては不 なが い．そこで 回，CAD/CAM 用 イブリッ
ジンブ ック４製 の歯ブラシの 面 さと度を比較検討した．
Ⅱ． 方法
使用したCAD/CAM 用 イブリッ
ジンブ ッ
クは， ラ
ート（CS, ジーシー），
ブ ックHC（BHC,），KZR-CAD HRブ ック2（KZR2,
本 金
金）， タ
ンシ ブ ック（KA, クラ
リタ デンタル）の４製 である． 製 のブ ックを低機で厚さ mmにして 験 とした．
し以下の
験方法はISO/TR 14569-1:20071)に方法で った．ま ， 験
面を研の#1,000, #2,000, #3,000で 次研 し，さらにラッ ン
フ ルム， イ モンの ー トをン ン
ブラシに けて研 をした．い れの製 も験 は６ とした．
次に，
に24
， 験
面
を 面 さ 定機（ ラー3D ーザ ー，
VK9710, ー ン ）と（IG-331,
場製作）を使用し， 面 さと度を 定し，これを 期値とした．
その ， 験 を歯ブラシ
験機（RP-MV1,
大 科学
製作 ）に
け，歯
（デンター
クリ MAX，ライ ン）とを :２に 合した ラ
リーに した．歯ブラシ（ライ ン）を用い， 験 面に2.45 Nの荷重をかけ， Hzで
，２ ，
，４
回と 次
させ，
での 験
面の
面 さと
度を 定した．

の値はい れの４製 も大きくなった．KAは回
４ 回ではの3 未 の値であったの し，
その の 製 は４の値を示した．
４製 の 歯ブラシ
回 での
度を に
示す．
はい れの４製 も，90の高い値を示した．
回
回でKAが かにしたのに し，CSとBHCは80，KZR2は 63 の値に低下した．
回 ４ 回の度をの度と比較した場合，KAが 91 にとどまったのに し，CSは 75 ，BHCは 63 ，KZR2は43 の度まで大きくした．
面 さと度はしも相関関 が認められるわけではなく， 歯ブラシ性は イブリッジンのフ ラー 径や ジンモーの重合率と相関があると考 られる．BHC以 の の 製 は
フ ラーを 合しているが，もっと大きなフ ラーも有している製 もある．フ ラー 径とモーとの結合が 歯ブラシ性に影響を及ぼしたと わ
れる．
Ⅳ． 文献
1） International Standards Organization. Technical
Report ISO/TR 14569-1. Dental materialsGuidance on testing of wear-. Part 1: Wear bytoothbrushing. Switzerland: International Standards
Organization; 2007.

Ⅲ． 結果と考察の 面 さはKAが0.1 μm以下で，そのの 製 は0.15 μmの値を示した．
回 が
回 か ら４ 回まで増 るに したが い， 面 さ─ 226 ─CAD/CAM度

ブ ックの歯ブラシの日補綴会誌

第1,2日

9・126 回特別号，2017

第5会場

ポスター発表P-23

目的プライ ーが歯科用金 に する ジンの強さにおよぼす 果
○上

1)

，

2)

， 木司

3)

，

1)

，

ント

2)

1)
大学 院
ブリッジ科，2)
大学大学院 歯学 合研究科咬合機能補綴学分野，3) ラ大学 ー ンム 歯学部 イリ ル学分野Effect of multi-purpose primer on bond strength of resin cement to various dental alloys
Uenodan A1), Murahara S2), Suzuki S3), Minesaki Y1), Minami H2)
1)
Fixed Prosthodontic Clinic, Kagoshima University Hospital, 2)Department of Fixed Prosthodontics,
Kagoshima University Graduate School of Medical and Dental Sciences, 3)Division of Biomaterials,
University of Alabama at Birmingham

Ⅰ． 目的
歯には様 な材 が使用される．
性 ジン
ントと歯
との
力の向上の
ため， 金 に しては イ ウモ
ー， 金
および ル
，ジルコニ に しては 性機能性
モー，シリ
材に してはシラン ップリンを 有するプライ ーが使用されてきた．近年それらの有 成分を 在させた 目的プライ ーがされ1），材質 にプライ ー使い分ける 要がなくなりに有であると われる．しかしながらの有 成分を 在させることによる強さへの影
響は らかにされていない．本研究では歯科用
金 に する
性 ジン
ントの
強さにおよ
ぼす 目的プライ ーの 果を金性プライーと比較検討した．
Ⅱ． 方法
金
ラジウム合金（ト ウ ル M.C.12 ，ジーシー，以下M.C.12），金合金（IFK88，
金），コ ルトク ム合金（コ ルタン，
）および純チタン（CPTi，高純度 学研究 ，以下Ti）を使用して，直径10 m m ，厚さ mmの体を作製した．
体の 面を 2000のSiC
研
にて研
，
中で
し
面とした．
面を 目的プライ ー（G- ルチプライ ー，ジーシー） もしくは金性プライ ー（ タルプ ラ イ ーZ，ジーシー）のい れかで 面をった．
験用の ン ルとして金
ラジウ
ム合金（
トウ ルM.C.12，ジーシー）を用いて直径８ mm，厚さ mmのを作成し， 面を#600
のSiC
研
にて研
，50 µmの ルン
ブラ トを し，金
プライ ー（ タルプライ
ーZ，ジーシー）で 面
を った．
ン
ープで
面 を直径 mmに定し，体と ン ルを性 ジンント（ ーー ン C&B， ン デル）を用いてし，
験 を 成させた．

成した 験 はでし，の中で24した ， 能 験機（ AGS5kNG,
製作 ）を使用して，クッー
1.0 mm/minで強さを 定した．
同一の 験 はとし， 定結果は
ANOVAとBonferroni-Dunn Testによって率で有定を った．
Ⅲ． 結果と考察
定結果を に示す．コ ルタンにおいてはGルチプライ ーが タルプライ ーZと比較して，有 に高い強さを示した．これを く
金 ではい れも験 の強さにプラ
イ ーによる は認められなかった．
Ⅳ． 文献
1） Ikemura K, Tanaka H, Fujii T, Deguti M, Endo T,
Kadoma Y. Development of a new single-bottle
multi-purpose primer for bonding to dental porcelain, alumina, zirconia, and dental gold alloy.
Dent Mater J 2011; 30: 478–484.

─ 227 ─

の

歯科用金
強さ

に する ー ー ン CB第1,2日

第5会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

ポスター発表P-24

科歯科大学歯学部
おける 院患者の動向
○

本

，
，
，能木場
，
一，三
科歯科大学大学院 歯学 合研究科

院歯科
，

ル ー

場

， 本いづみ，

機能

存学分野

口

に
，

Recent trends of patients with allergy to dental metal in Dental Hospital of Tokyo Medical and Dental
University
Okamoto H, Matsumura M, Kitazaki H, Nokiba K, Baba S, Fukumoto I, Shibaguchi K, Matsumura M,
Yoshida K, Miura H
Fixed Prosthodontics, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University

Ⅰ． 目的
ル ー疾患は，患者 の増加， 年齢 ，
治重症例の増加が的となっているが，その生機 には未だ不 な が い．金
ル ー
は
学的には
症や
フ ラ シーにされるⅠ )ル ーではなく，Ⅳ )ル ーに分 される．
療機関においてル ー検 が実 されているが，科歯科大学歯学部
院では1985年に歯科ルーを 置して以 ，金ル ーが われる患者に して，48
ッチ
ト(PT)，
検 （DLST），
X 分析 置による金 成分
分析検 から，金
ル ーの
と口腔内
ル ン 有
置の 定を っている．関連皮科，歯科 院とも 力体 をとり，療法にり んできたが，本大 では2001年
より2015年
12 までの15年 に科歯科大学歯学部
院歯科
ル ーをした患者の動向について報告する．
Ⅱ． 方法
期 は2001年から2015年12 ．
は科歯科大学歯学部院歯科
ルーをした患者5,619 とした．その中で金の関 が われ， ッチ
トおよび
検 に
よる
ル ー検 に同 した場合に検 を実 した． ッチ
トでは，歯科材 に 有され，
ル
ーをする可能性がある21の金 元素についてを 備し，検 に用いた． 定基 には
ICDRG (International Contact Dermatitis ResearchGroup) 基 を用い，主に上 部に48
，
皮 の
，
，
，
の有 を
および
にて 定し，２ 目，
目，目の回の定を 合的にし，
ル ーの有 をした．
検 では
した検体をもとに，
中に
存在する
的T
を 用し，
で
されるリン
増
応に うDNA合成を3H-チ
ジンの り みで 定し，の加との比(SI)，およびcpm)をに 定した．

検はニッ ル(Ni)，コ ルト(Co)，金(Au)，
ラジウム(Pd)の４ とした．
年齢，性 ，疾患の分 ， ッチ
トや検による
ル ン検 結果，元素性患者 ，ル ン一 元素，ル ン 有
置の項目はデータ し， ー
ルコン
ーター内に入力し，比較検討を なった．
Ⅲ． 結果と考察
期 中の患者
5,619 中，性は4,506 (80.2 )， 性は1,113 (19.8 )であり，性患者 は 性の ４ であった．
患者のの年齢分布は7 92 であり，年齢 では， 性は50 59 ， 性は30 39 が最も い分布であった．疾患の分 はが最 で20.6 ，
次いで症 が13.7 ，性皮が12.1 ， ト ー性皮が8.8 ， 口腔 平が5.4%であった． ッチ
ト実 患者は4,021 であり，患者全体の71.6 であった． 元素の 性
者 はニッ ル(Ni)が935 で最も く，次いでコ ルト(Co)が466 ， ラジウム(Pd)が442 ，(Hg)が394 ，ク ム(Cr)が281 ，(Sn)が242 であった．
年度 で元素性患者 を た場合， ラジウム(Pd)の 性率が年 増加傾向にあり，も用の金
ラジウム合金や，一部の ラジウム
有金合金にもル ーのがされる．
検 実 患者は患者全体の9.2 (517 )，性7.5 ， 性1.7 であった．検 実 患者中の性率は ラジウム(Pd)が41.7 ，金(Au)が35.2 ，コルト(Co)が10.1 ，ニッ ル(Ni)が92.5 であった．
ラジウム，金，ニッ ルのLST 性率はPT 性率を上回っていた．成分分析検 の結果から， 性元素
のう 口腔内から検 された元素は， ラジウム(Pd)が最も く，次いでニッ ル(Ni)， (Cu)，金(Au)であった． ッチ
トで高い 性率を示す元素を合金をで金に 用することは，
金ル ーの 症をする可能性があると同 に，を要するを増やす傾向にあるため，材 の選択にはが 要である．

─ 228 ─日補綴会誌

第1,2日

9・126 回特別号，2017

第5会場

ポスター発表P-25

ラ
度○

ート270の２軸及び
小

，上野

，

験における機械的強谷

ジーシー研究Difference of flexural strength of Cerasmart270 in biaxial and three-point bending test
Ito K, Ueno T, Kumagai T
R&D Department, GC Corporation

Ⅰ． 目的
平成26年のによりCAD/CAM は小臼歯部にされ，で広く用いられるようになった．その高い機械的強度から，さらに 用
囲が 大されることが予想されるが，これまで 性はで われることが く，口腔内環とのの違いがあった．また，機械的強度のには２軸とが く用いられているが，その を比較した報告は ない．そこで，本では，たにしたCAD/CAM イブリッ
ジンブ ッ
ク ラ
ート270 と 存製 の機械的強度を
験及び２軸
験で
した．
Ⅱ． 方法
材 は， ラート270(CS270)， 存製
A, B, C, Dとした．以下の方法で験を った．
1.
験験 は
ジンブ ックを イ
モンッターにて り し，研#1000を用いて厚さ1.2 mm， 4.0 mmとなるよう研 した． 験は，研す に 験をした ( 中
)と，
37
中に
した ( 中)に分けた．
について， 能 験機(AG-IS，
製作 )を
用い，ク
ッ
ー 1.0 mm/minで
験を った．(n= )
2. ２軸
験
験 は
ジンブ ックを直径12 mmのに加 した ， イ モンッ
ターで り し，研#1000を用いて厚さ1.2mmのデク
ンプルとなるよう研 した． 験
を
するために
を
用 し，
に
120°
で 置した．
上に ンプルを置き，
能 験機（AG-50kNG，製作 ）を用い，クッー 1.0 mm/minで２軸験をった．(n= ) それ れの 験結果について， 重比較検定を った．（p<0.01）

Mpa，D;194 MPaであった． 中の強さは，CS270;202 MPa，A;179 MPa，B;153 MPa，
C;113 MPa，D;160 MPaであった．全ての材 において， 中で強さが有 に低い結果となった ． 中の強さの低下率は，
CS270;16.8 ， A;19.7 ， B;20.7 ， C;20.4 ，D;17.5 であり，
20度の低下が認められた．
2. ２軸
験 ２軸
強さは，CS270;279 Mpa，
A;269 Mpa，B;216 Mpa，C;160 Mpa，D;216 MPa であった．これらの結果より，
強さと２軸強さでは同 材 でも得られる 値が なり，強さよりも２軸強さが２ ほど高い 値が得られた．また，２軸強さは強さと同 傾向を示した．
全ての 験において，CS270が高い強さを示した．CS270は存製 である ラ
ートと
同様に高
高圧
下で重合しておりなどの内部欠 がないためであると考 る． 中に強さが200 MPa以上をしておいてもCS270のいるのは， 機フ ラーの 面
を最
し，かつ
高
させたことでの影響が小さいためと考 る．
また，
験と２軸験において得られる値が なるため， 験方法をしたう で 値を比較する 要がある．

Ⅲ． 結果と考察
1.
験
中
の
強さは，
CS270;243 MPa，A;223 MPa，B;193 MPa，C;142

─ 229 ─および２軸

強さ

第1,2日

第5会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

ポスター発表P-26

リチウムシリ ート ラ○三大，ラ ック の性谷

ジーシー研究
Evaluation of wear property for lithium silicate glass ceramics
Miyake T, Kumagai T
R&D Department, GC Corporation

Ⅰ． 目的ので 広く使われている ラ ック 材の 中 で も ， 二 イ リ チ ウ ム (Lithium DiSilicate:
LDS) を主結 とするリチウムシリ ート ララ ック (以下，LDS ラ
ラ ック ) は，強度に加 て優れた性を有する材 として られている．その高い性を長期にわたってする要 をす
るにあたり，材 の有する性を避けては れない．
本では，歯科加圧成 用のLDS ララック イニシ ルLiSiプの性をおよび比較したので報告する．
Ⅱ． 方法
実験にはイニシ ルLiSiプと，その比較として
同 LDS ララ ック 製 Aを用いた． ー ーの 示した加 加圧成 プ
ラムに って直径
2.1 mmのンプルをそれ れ作製し， 面研を って験 を得た．
得られた 験 の性をするために
験機 (K842-01，
研 製) を用いた．
験は を 体 とする二体
験とし，予め 面
研 したシ
タイト (HAp) 結体 合 を
験にさ せ ， 100,000 回 ， 200,000 回 ，400,000回のを った．また，的なさのおよびをするために イク ーター
を用いた．

囲の ラ
トリック が られやすくなったことによると考 られる．その一方で，イニシ ルLiSiプ
が100,000回以上のでもさのを示さなかったのは， ラトリック 中に析 した1)であるため， 位結
LDS結 が高 度かつに加わる 力が小さくなり，結 の率の低下および
量のが こったからと考 る．また，
100,000回のに るまでにさがしているのは，に 験 とHAp 結体 合の面が平 になる，な みによるものだと考られる．
また，イニシ ルLiSiプの優れた 学的性はに報告2) されており，これらの結果からイニ
シ ルLiSiプ
はその高い性を長期にわたりすることが可能であることが示唆された．
Ⅳ． 文献
1） Mashio G. Physical Properties of New Highstrength Lithium-disilicate Press Ceramics. AADR
2016.
2） Yokohara H. Chemical durability of pressable
lithium silicate glass ceramics. IADR2016.

Ⅲ． 結果と考察に回 に する 験 のさを示
す．製 Aと比 て，イニシ ルLiSiプのさの値が小さいことから，イニシ ルLiSiプ
は優れた性を有することが分かった．
製 Aにみられるようにさが的にしているのは，
験によって結 がし，周─ 230 ─

回

に する

験

の

さ

日補綴会誌

第1,2日

9・126 回特別号，2017

第5会場

ポスター発表P-27

CAD/CAMシ
ムを用いて製作した イブリッ
ウンの機械的強度
○
1)

1)

，

2)

学院大学歯学部有

，

1)

，

野

歯学講座，2)

一1)，

合

2)

，

学院大学歯学部歯科

治2)，

ジンクラ
部 純1)

学講座

Mechanical strength of composite resin crowns fabricated by dental CAD/CAM system
Okada R1), Asakura M2), Ando A1), Kumano H1), Kawai T2), Ban S2), Takebe J1)
1)
Department of Removable Prosthodontics, Aichi Gakuin University School of Dentictry, 2)Department ofDental Materials Science, Aichi Gakuin University School of Dentistry

Ⅰ． 目的
近年，CAD/CAM
が歯科 にも応用され，いわ るデジタルデン
トリーがしてきている1)．
質 ジンもそのを けた一つであり，
CAD/CAM イブリッ
ジンクラウンとして補綴においてに 及している．しかし，的なにおける強度に関する報告は なく，強度不足がされている2)のが現 である．
回，上顎 一大臼歯のCAD/CAM イブ
リッジンクラウンに して破 強度 験を い，同材 の二軸強度と比較検討したので報告す
る．
Ⅱ． 方法
本実験でのCAD/CAM イブリッ
ジンブ ック
として，Block HC（），KZR-CAD HR（ 本 金金） ， KZR-CAD HR 2 （ 本 金金），
Avencia Block（クラリタ デンタル）の４ を用いた．また，比較として二 イ リチウム ラ
ラ ック
ブ ックである，IPS e.max CAD（Ivoclar Vivadent）
を用いた．
クラウン
での破 強度 験では，
歯
（上顎 側 一大臼歯）をー （ Katana
system，クラリタ デンタル）を用いて み り，クラウンのSTLデータを作成した．e.maxは当研究 のCAD/CAM シ
ム （ Ceramill Motion 2, Amann
Girrbach）を用いて リン した．その に関しては，ー ーにクラウンの製作をした．
を歯（SUS304）に性 ジン
ント（
ム ート ック ，トクデンタル）を用いてした． 能 験機（4481，INSTRON）により破 にるまで圧縮荷重を負荷した．
二軸
験 で は ， ISO 6872:2008(Dentistry–
Ceramic materials )にし，を直径12 mmのに成 し， 定を った．
二軸
験用面の構造及び，破強度 験 のの破 面を（JXA-8530FA，JEOL）にて 察した．

Ⅲ． 結果と考察
破 強 度 験 で は ， Block HC 以 ののCAD/CAM イブリッ
ジンはIPS e.max CADと比較して有は認められ ，同 の破 強度を示した．一方，二軸験において，CAD/CAM
イブリッ
ジンと比較して，IPS e.max CADは
1.4-2.0
高い値を示した．以上のように，
CAD/CAM イブリッ
ジン及びIPS e.max CADにするクラウンでの破 強度 験と二軸
験の結果は， なる傾向を示した．これは，
CAD/CAM イブリッ
ジンはIPS e.max CADと比較して ッ ー
さが小さく， びが大きいことが関 していると考 られる．クラウンでの破 強度
験において， ッ ー
さの小さい
CAD/CAM イブリッ
ジンでは荷重が大きくなるにつれて，荷重 がすると考 られる．よって，ととの面 が増加し， 位面 当たりの荷重が分 されることによって破 強度が大きくなったとされる．一方，IPS e.max CADではの圧 は 認され ，荷重が分 されなかったと考られる． びが大きい材 は，荷重が大きくなるにってし破 するのに して， びが小さい材
は，量が めて小さくなるため荷重が一 に集中し，破 に るまでに荷重 からの破折が生 ると考 られる．
Ⅳ． 文献
1） Davidowitz G, Kotick PG. The Use of CAD/CAM
in Dentistry. Technological Advances in Dentistry
and Oral Surgery 2011; 55: 559-570.
2） Sasipin L, Hidekazu T, Maho S, Naohiko I,
Yuya A, Meiko O et al. Mechanical properties ofcomposite resin blocks for CAD/CAM. Dent
Mater J 2014; 33: 705-710.

─ 231 ─

第1,2日

第5会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

ポスター発表P-28

CAD/CAM○博，

における ジー ムONE の性能

谷

ジーシー研究Bonding property of G-CEM ONE (novle self-adhesive resin cement available with primer) for CAD/CAM
crown
Minamisawa H, Kumagai T
Research and Development dept, GC CORPORATION

Ⅰ． 目的
CAD/CAM は2014年に入されて以 ，に 及が み，またその成 に関する報告
も くなされてきている．その中で，CAD/CAM はの金造 よりも 離率が高いという報告が
あり，その
として金
造 とは なる 性や加方法の違いによる 合 度の違いの影響が考察されている．
そこで本研究では ジン
ントにおけるCAD/CAM
性能の検 ，及び 離を防止する
方法を検討することを目的とし，
プライ
ー 用可能
ルフ
ーシブ ジン
ントを
用いて，
ント厚さを
た歯質-CAD/CAM イ
ブリッ
ジンブ ックのを い，性能を検したため報告する．
Ⅱ． 方法
歯質として 歯質， ジン
ントとして
プライ ー 用可能
ルフーシブ ジンン
ト ジー ムONE ，CAD/CAM イブリッ
ジンブ
ックとして ラート を用いて験を った．
歯質の 面は#600
研にて研 し，研面は，または歯用プライ ー ジー
ムONE
強 プライ ー にてを った．
面 は厚さ0.1 mm， 3.0 mmの をあけた フン ープにて 定し，ント厚さは フ ン ープ上に厚さ0.2 mm，0.5 mmの ッシ ーを置くことで定した．
ラート は厚さ1.5 mmのにし，面を研に0.15 MPa ン ブラ ト，G- ル
チプライ ー
を った．
， 和した
ント
を 布し， 歯質の面に10 Nの力で10かけて圧 したの ，G-ライトプリ ⅡPlusにて10を いントをさせた．その 37中下で24し，験体とした．
強さ
は引張
験 (ク
ッ
ー
mm/min)にて 定した(n= )．得られた結果は一元 置分
分析（Tukey test:p=0.05）にてを実 した．

Ⅲ． 結果と考察
歯質がの場合だと，
ント厚さが厚くなるに い強さが低下したが， ジー ムONE
強 プライ ー を使用した場合ではント厚さの違いによって強さに がなかった．
このとして， ジー ムONE
強 プライー を使用することで，一 的に最もントがしい歯質に する
性能が強 され，またプライ
ーの つ
性によって
ントの 学重合がされ，さらに 重合による面への負荷が低 されたためであると考 る．すなわ ，ント
厚さが厚くなるに い，
歯や よりも 性の低い
ントに， 力（引張応力）による みがしやすくなることで強さに影響することが考 られるが，性を つ歯用プライ ーを用いると期にントの重合性が高まり， 性をすることでント厚さの影響をすることが可能になると考る．さらにント厚さが厚い ， 側からのによる重合 縮応力が大きくなることで，ントと歯質との面に引き がす応力が かることがされるが，歯用プライ ーを用いると歯質面のがされることで，性能の低下を回避することが可能になると考 る．
上 結果より，ジー ムONEにおいては
強
プライ ーを 用することで性能を向上させ，つ
ント厚さによる
強さへの影響を回避することが可能であるため，CAD/CAM
においてに有用であると考 る．

ント厚さによる─ 232 ─強さへの影響日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

第1,2日

第5会場

ポスター発表P-29

クリル ジンと金合金の合 の分析面における 量有機

1)
2,3)
2)
1)
4)
○平場
，小
，野 博 2,3)，中 大 2)，
，
，
，
2)
2,3)
2,3)
野
，
，
1)
本大学大学院歯学研究科応用口腔科学分野，2) 本大学歯学部歯科補綴学 Ⅲ講座，
3)
本大学歯学部 合歯学研究 高度先端研究部 ，4) 本大学歯学部 合歯科学分野

Microanalysis of organic sulfur compound detected from bonding interface between acrylic resin and gold
alloysHiraba H1), Koizumi H2,3), Nogawa H2,3), Nakayama D2), Saiki O2), Akazawa N1), Furuchi M4), Shiono H2),
Kakehashi Y2,3), Matsumura H2,3)
1)
Division of Applied Oral Sciences, Nihon University Graduate School of Dentistry, 2)Department of Fixed
Prosthodontics, Nihon University School of Dentistry, 3)Division of Advanced Dental Treatment, Dental
Research Center, Nihon University School of Dentistry, 4)Department of Comprehensive Dentistry andClinical Education

Ⅰ． 目的
機能性モ
ーを 有するプライ ーや ジン
ントが，歯と補綴 置の強 なを実現させるために，歯科治療において 用されている．金， ，などの金 に して直 作用する有機合は，歯科用金合金（以下金合金）の
に有 な機
能性モ
ーとして用いられており，その構造もらかとなってきている1)．
チ基を有する6- タクリ イルシシ
ル2-チ ウラシル-5- ル
シ ート（MTU-6）は，金合金に して高い性を示すことが報告さ構れている2)．しかし，MTU-6の金合金に する造を らかにした報告は ない．
本研究の目的は，MTU-6 有プライ ーによる面
を った歯科用金 から，せん験によって 離したクリル ジンの面を分析することにより，金合金および金
ラジウム合金とジンのにおけるMTU-6の構造を らかにすることである．
Ⅱ． 方法
金合金（
ンール M.C.タイプⅣ，
ジ ーシ ー） ，金
ラ ジウ ム合 金 （トウ ル
M.C.12，ジーシー）および純チタン（ニラコ）より作製した（直径10 mm，厚さ mm）の面に して 面研，MTU-6を 有する タルタイト（MT，トクデンタル）を 金
の
面に
布し，
，
トンにて
し， 分に
した．その ，ン
（SUS 303）製リン を置し，トリ-n-ブ チ ル ウ 素
体 （TBB）， タク
リル
チ ル （ MMA ） ， リ タ ク リ ル
チル（PolyMMA）からなる
クリル ジンをみ法にてしさせた． 験体は，37
製 中に
て24
，せん
験を った．それれの金の強さの比較は，Tukeyの検定を用いて った．

せん験 ， 離した ジンの
面に
し，フーリ
分
度 を使用し，（IR）
クトルの 定を い，リウム法によるMTU-6モ
ーの結果と比較した．
Ⅲ． 結果と考察
せん
験の 結果 ，金ラジ ウム 合金
（32.6 MPa），金合金（29.2 MPa），純チタン（0.5 MPa）の に高いせん
強さを示し，それ れ有を認めた．IR
クトルの分析結果から，MTで 面を った金合金および金
ラジウム合金から離した クリル ジンの面において，MTU6と われる 合 のクトルが認められた．それらは，MTU-6モ
ーと比較して，チ ン構造からチ ール構造にしていることが示唆された．
これらの結果から，MTU-6は，金合金の 面に構造をさせし， クリル ジンの 重合体にり まれることにより強 な結合を 成していることが示唆された．
Ⅳ． 文献
1） Suzuki M, Fujishima A, Miyazaki T, Hisamitsu
H, Kojima K, Kadoma Y. A study on the adsorption
structure of an adhesive monomer for precious
metals by surface-enhanced Raman scattering
spectroscopy. Biomaterials 1999; 20: 839-845.
2） Matsumura H, Shimoe S, Nagano K, Atsuta M.
Effect of noble metal conditioners on bonding
between prosthetic composite material and silverpalladium-copper-gold alloy. J Prosthet Dent 1999;
81: 710-714.

─ 233 ─

第1,2日

第5会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

ポスター発表
P-30

機能的咬合
○
1)

1)

，

大学歯学部有法により製作したクラウンの咬合
平1)，

本

2)

，大

歯補綴学講座，2)

力

1)

大学歯学部歯科研科

Evaluation of the occlusal contact of crowns fabricated with Functional Bite Impression technique
Shimizu S1), Sato Y1), Matsumoto T2), Ohkubo C1)
1)
Department of Removable Prosthodontics, Tsurumi University School of Dental Medicine, 2)Dental
Technician Training Institute, Tsurumi University School of Dental Medicine

Ⅰ． 目的
これまで歯科や歯科は，様 な材やのなどを い，補綴 置の 度を求してきた．その とつに，FGPと咬合を一 として 得する機能的咬合法（以下，FBI）がある．
しかし，症例報告による有 性は報告されているものの，けとなる研究データは ない．本研究の目的はFBIの 度検 を うことである．
生体を した顎 動を可能とする顎（以下，口腔）上で， 歯のクラウン製作に するFBIと法の咬合位での補綴 置の 高量，側方動 の咬合を比較検討した．
Ⅱ． 方法
口腔として，性咬合 （ProArchⅣ，）に上顎 側 一小臼歯のみ
歯 成され，
歯 膜としてシリコーン 合 験材（フ ットチ ッー ， GC ） を 0.3 mm の 厚 さ でした顎（A2AN-TUP.66，ニッシン）をした．咬合 は矢36°，イ デイト イ シフト0.5 mm，プ
ッシブ イ シフト11°，Balkwill 21.5°に定した．また咬合 には 歯から 二大臼歯までの全歯が咬合し，側方 動 に作 側 歯から二小臼歯までがするgroup functionとなるようした．本咬合 の 歯部には，10 μ まで定可能なデジタルインジ ータ（DEI-127，
機）をした．
FBIでは 用ト ーを製作し，重合 ジン（ターン ジン，GC）にて 合歯の機能的 動 をした ，シリコーン材（ImprintTM4ライト デ ，3M）を使用して咬合を 得した．また法として，ト ー
歯ト ーにて，同材（
トー部はImprintTM4 フトト ー デ ）による 顎法（以下，Con）と全顎法（以下，Face）を った． 合歯の得も同様に い，シリコーン咬合
得材（Correct Plus Material，PENTRON）により咬合 得した． FBIおよびConは平 値咬合 （OUH3，コ）にし，Faceはフ イ
ウおよびチ ック イトを使用して性咬合 （ ルチー
ター咬合 ，DENAR）に，を った．また，す ての咬合 の 歯部にデジタルイン
ジ ータをした． 法どおりにwax up， 造，研を い，作 用上でデジタルインジ ータの示が μmとなったで 成とした．一連の 作

はす て歯科により われ，クラウンは法につきつ製作した．
高量の 定は，口腔内にクラウンをし，
デジタルインジ ータにてした．また， 側方
動 mmおよび２ mmの位置での咬合を合検 材（ブルーシリコーン，GC）にて 得し，分析
置（ イト イBE-Ⅰ，GC）にて
面 の 定と
を った．
解析は有
にて
性
の検定 ，分 分析および 重比較検定を った．
Ⅲ． 結果と考察
FBIでは 歯部で平 10 μm咬合の高いクラウンが製作されたのに し，Conは110 μm，Faceは100 μm 高のクラウンが製作された．また，FBIはCon お よ び Face と の に 有が認められたが（P<0.05），ConとFace に有は認められなかった（P>0.05）． 側方 動 mm の
面 は，FBIでは平 1.52 mm2 であったのに し，Con は0.94mm2，Faceは1.10 mm2であった．また２ mm 動 は，
FBIでは平 1.32 mm2であったのに し，Conは0.58mm2，Faceは0.76 mm2であった．側方 動 の咬合
面 については，FBIとConおよびFaceとの に有が認められたが（P<0.01），ConとFaceとのに有は認められなかった（P>0.05）．
FBIでは咬合
により
体が咬
合位の
次元的
となるため，口腔内の顎 関 をに咬合 に再現できる．また 合歯の機能的 動も同 にしているためな機構を有する咬合を 要とせ ，生体の顎 動に 和した補綴 置を製作することができると考 られる．このことから，機
能的咬合
法は 者の
する咬合
を
できる可能性が示唆された．

─ 234 ─高量および側方動の咬合面

日補綴会誌

第1,2日

9・126 回特別号，2017

第5会場

ポスター発表

による

P-31
○上
1)

1)

，加

歯 ージン
次2)，

口

1)

，

の検 の

み（

歯補綴学
ム研究科

，2)

報）

一3)

大学大学院歯学研究科口腔機能学講座
報科学研究科，3)
大学大学院 報生 シ

大学大学院

Attempt for optical transillumination imaging of abutment-tooth margin shape, Part3
Ueda Y1), Kato Y2), Yamaguchi T1), Shimizu K3)
1)
Graduate School of Dental Medicine, Hokkaido University, 2)Graduate School of Information Science andTechnology, Hokkaido University, 3)Graduate School of Information, Production and Systems, Waseda
University

Ⅰ． 目的
口腔内
ーは， ーザー や ターン を
面に
し，その
を三
量の
などで解析してをているものが い．このため 縁歯 に われ直 できない
では，
歯
の ージン
を
ることができない．そこでは， 長の長い がにある 度の性を つことに 目し， ージン部ののをみた． その結果，ある 度のは可能であることがし，その ののを 年の 本補綴歯科学部 で報告した． 回は，
回 得した
データから
した
と，
用
ーで
した3D
データとの比較を みた．

たを生成した．
のみで 動的に ージ
ン を り
のは
なため，元
と重 合わ
せて比較しながら，インターラク
ブに 作 で ー
ジン を 定した．得られた 素の位置から 次元
座 をし， ージンラインの 体
を再現し
た．
（２）
用
ーによる3Dのと本法の比較
上 で作製した 一大臼歯の歯を 加 シ
リコーン
材で
得し，
質
を 入し
て
を作製した．これを用ー（3Shape 製，D700 ）を用いて 次元
し，STL
データとして 存した上で， 作プ
ラムによりの比較を った．

Ⅱ． 方法（ ）データの 得との側下顎 一大臼歯の歯（Kavo 製/ ラン歯）に，軸面の量 1.2 mmのデ ープシ ン
フ ー ージンの歯 成を した.これに歯 を想定して厚さ 0.9 mmの生 ムを きつけ，咬合面の真上から 力20 mW， 長800 nmの ーザー（コ ント 製Chameleon Ultra II を使用）を
し
た．
歯内部で
した を，入軸に して直 する 平面に 置した
ラ（ イントイ 製CMOS
ラDOC-cam HR U3-41C6NIR-C）
で
した．
は，回
ージ（ ーラ
製
PRM1/MZ8E
ントリック ン
PC1-65）上にを 置して 度 つ回 させて い，360のを 得した．得られたの 素 度値を比較して，した ージン部 近のをしⅢ． 結果と考察からした
データでは， ージン
部をある 度 現することができた．しかし，なをるには，より くの 報を加 て 度を上ていく 要があることは らかである． の強度や方向のほか，
用 ーのを解析 に考 して り みを うなど， つかの なった 法を 用しながら解析を めていく 要があるものと考
られた．
Ⅳ． 文献
1） 上

─ 235 ─

，加
次， 口
，
一．
による
歯 ージン
の検 の
み ，平成28年度
法
本補綴歯科
学
部
学 大
プ
ラム
集 p37.

第1,2日

第5会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

ポスター発表P-32

科歯科大学歯学部
の製作
に関する
的
○
三

，

大

，

野

科歯科大学大学院

，力
歯学

院における
，

，

，

合研究科

機能

存学分野

補綴 置
口

，

一，

Statistical analysis of dental prostheses at dental hospital of Tokyo Medical and Dental University
Shin C, Okada D, Asano R, Rikitoku S, Shirasaki A, Takita M, Shibaguchi K, Yoshida K, Miura H
Fixed Prosthodontics, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University

Ⅰ． 目的
当講座では
科歯科大学歯学部
院
における補綴 置 に関するを1932年より現在
まで回にわたって っており1），2010年の 回から年がしている．その のす き的としては，2014年のCAD/CAM の入がある．また，歯材がしてきていること，高い性への関 や歯科用金
材 に するル ーへのから タルフリーが 目されてきていることなどから，歯科 療に
する患者の
，要求が
しているのが現 である．そこで 回，本学歯学部
院における補綴 置の製作をし，2010年の 回の結果と比較することで本学における歯科の現 および患者の動向のを ることを目的として
的
を った．
Ⅱ． 方法
の
は 回（2010年）の方法に，
2014年10 から2015年
までの６
に本学歯
学部
院の
患者に
された全ての補綴置および置とした．また，にはこれまでの方法を 襲して
示 およびル の報を用いた．
項目は患者の年齢，性 ，補綴置の，使用材 ， 金 分，製作部位とし， 項
目のデータを ー
ルコンータ上に入力して集を った上で比較検討した．

次に歯置について タルを使用した補綴
置と タルフリーの補綴 置に分 し，部位 との比率を比較したとこ ， 歯部については 回と比較してほぼ同 傾向であったが，臼歯部においては タルフリーの補綴 置の める 合が増加していた．
造法については， 造
造が1,080から869 と回のから引き きしてお り ， 一 方で コ ン ジ ッ ト ジ ン 造 の 用 率 が53.6 から57.1 と上 していた．歯 破折の防止のための有 なとして様 な研究がなされてきた
こと，また
シ
ムの
により，コン ジット
ジンコ が く用いられるようになったことが考 られる．また， ラ フ イ ー
トも4.8 から8.3 と大に増加しており，2016年にフ イ ー
トが一部用になったことから，さらに増加する
ことが予想される．
もしてを い，歯科の動向について考察していく 要があるものと考 られる．
Ⅳ． 文献
1）
ほか．
の製作
に関す
る
的
（平成14年度）
歯に関して
口2004; 71: 139-145.

Ⅲ． 結果と考察
補綴 置のは7,022 ( 回)から7,820（ 回）と， 10 の増加を示した．
補綴 置ではブリッジはわ かに
し，部分
歯，全部
歯は
に増加していた．
歯置では，
は 3,184 か ら
3,025 にしていた． 回と比較して， ール ラ ッククラウン，ジットクラウン（ イブリッ
質 ジン およびCAD/CAM ）が増加していた．
また，イン ーについてはその全 はほぼがな
いものの，歯の材 を用いたイン ーの 合が増加していた．

─ 236 ─回における補綴置の製作の 合

日補綴会誌

第1,2日

9・126 回特別号，2017

第5会場

ポスター発表
P-33

ント厚さを
ジンのせん
○本
1)

院

一

1)

，中

した
強さ
2)

，

置によるジルコニ とコ 用

中 一3)

科歯科大学大学院 歯学 合研究科高齢者歯科学分野，2)
歯学 合研究科先端材学分野，3)静 大学学 院 学

科歯科大学大学
機械 学

Development of bonding machine with precise control on cement thickness and evaluation of shear
bonding strength between zirconia and core build-up materialMotomura K1), Nakamura H2), Tanaka S3)
1)
Department of Gerodontology, Tokyo Medical and Dental University, Graduate School of Medical and
Dental Sciences, 2)Department of Advanced Biomaterials, Tokyo Medical and Dental University, Graduate
School of Medical and Dental Sciences, 3)College of Engineering, Mechanical Engineering, Shizuoka
university, Academic Institute

Ⅰ． 目的
強さの
において
材の厚さを
す
ることは重要である．しかしながら
験を う場
合には 認する有 ながない．本研究ではント厚さをする のできる 作機械を用いて強さに及ぼす影響を検討することにある．

また 作機械を用いてントの厚みをした場合も同様の傾向は られるが全体的にやや上 傾向に有ることより，厚みによる強さの向上は面性 の違いによるとこ が大きいと考 られる が示唆された．

Ⅱ． 方法
本研究で使用した 作機械は ンター合わせを可能とし，厚みをするためのップ ン ーを有している（）．これにより
の厚さを
し
た．
体には ）
面加 と ーザーによる加 した mm ジルコニ 製 ン ージ，２）コ
用 ジン（クリ フ ルDC ートコ
ック ONE）端面を平 平 に 成したものを用いた．
面 と膜厚さをするため，厚さ25，50，100 μmのプ
ラ チックシートに， ンンチ（野上 研 製）
4.0 mm で を け用いた．
材にはSA
ント
プラ
ート ック を用い，４方向からLEDライトの 作機 で30， 験 を作成した．
は ー ーのに った．作成された 験 を用いてせん
強さの 定をった．
Ⅲ． 結果と考察
面 択加 したジルコニ 製 ン ージとコ
用 ジンのでは厚さ25，50，100 μmでの強さに は認めれなかった．
予備実験においてから報告されている厚さ50 μmのンープを用いて厚さをし，圧縮せん 強さを 定したものではジルコニ
面性の違いにより強さの違いが認められた（ ２）．

─ 237 ─ント厚さ

用

２ 予備実験結果作機

第1,2日

第5会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

ポスター発表内面にP-34の イク CTによる再現

した補 的

性
○
1)

1)

，

本歯科大学生谷一1,2)，

1)

歯学部歯科補綴学

，

一1)，

治

1)

２講座，2)ト ルク大学

Evaluation of the reproducibility with micro CT for the inner groove with crown
Shimizu S1), Shinya A1,2), Niitsuma A1), Kuroda S1), Gomi H1)
1)
The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Tokyo, Department of Crown and Bridge,2)
Department of Biomaterials Science, BioCity Turku Biomaterials Research Program Institute of Dentistry,
University of Turku

Ⅰ． 目 的CAD/CAM は，入されて以 ，
で用いられる機 がに 大してきた．厚生
による
の 療
によると，
CAD/CAM は入されて以 ，小臼歯部の全部のなかで める 合が年 増加する傾向を示している．
強さは，機械的 合と 学的結合から成っている．機械的 合の方法として， 内面へのル
ブラ トが挙 られる．しかしながら ン
ブラ ターは，
の
から，広く
に 及して
いるとは い いのが現 である．そのため
CAD/CAM は， の補綴 置に比 高い 期離率を示しており，長期的にな予 を得るためになが まれている．
者らは， ル
ブラ トに わる 法のを目的として， 内面への補 的となる（ Micro Retentive Groove，以下MRG）を
CAMシ
ム上で
するための
加 プ
ラ
ムを作成した．しかしながら，その加度については未だ らかになっていない．そこで本実験では，内面へし た MRG の 加 再 現 性 に つ い て
イ ク CT（ScanXmate-D100SS270，Comscan）を用いて三次元的なを った．

元を長軸方向に り し，
値との を
した．
部位は，MRGを咬合面方向からL1からL5とし，それ れの上面と下面の高さ， ，
および
度とした(
)．
値との を
しその平 値とを結果とした．また， MRGの 縁再現性について 察を った．
Ⅲ． 結 果イク CTを用いてした結果， 内面にしたMRGは，上面の高さおよびMRGので 定
値よりも大きな値を示した．また，下面の高さ， およ
びMRGの 度はやや小さな値を示した．
MRGについて大きなチッ ン などは認められ，なを 認した( ２)．

Ⅱ． 方 法ン
は，咬合面部 6.0 mm，軸面部
3.5 mm，軸面 成 ー ー６°， ージン部はデ ープシ ンフ ーとした． 験に用いた
CAD/CAM ジンブ ック（ ラート，GC）は，内面にMRGをした．MRGは， さ 100 µmで本されるように加 プ
ラムを作成した．
M R Gをした ク ラ ウンは ，高 度
加 機
（GM-1000，GC）にて
製作した．
値に する
MRGの再現 度および 縁部の加 再現性は，
イク CTを用いてを った．
は， 内面にシリコーン材（Imprint 4, 3M ESPE）を 入し，
ン
へ圧
に
を
し作製し
た．得られたは， イク CTにて 影し，三次─ 238 ─Measurement points

２ Observarion of the MRG with micro CT

日補綴会誌

第1,2日

9・126 回特別号，2017

第5会場

ポスター発表P-35

CAD/CAM用 ジンブ ックのト のの影響強さにおける ン ブラ

○

，三

野

，大

，

科歯科大学大学院

，
歯学

，大森

合研究科

機能

存学分野

Effect of the time after sandblasting on bond strength of a resin cement to CAD/CAM resin blocks
Asano R, Otake S, Inagaki T, Fujita R, Omori S, Miura H
Section of Fixed Prosthodontics, Department of restorative Sciences, Division of Oral Health Sciences,
Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University

Ⅰ． 目的
CAD/CAM用 ジ ン ブ ック に す る 作 プ ラ
イ ーK5D-01を用いた
ジン
ントシ
ムの
引張
強さの検討, および ン ブラ トのがCAD/CAM用 ジンブ ックと ジン
ントの強さにる影響について検討を った.
Ⅱ． 方法
体にはCAD/CAM用 ジンブ ックである
ライトブ ック(トクデンタル, ES)とHCブ ック(, HC)を用い,
性 ジン
ントは
ム
(トク
デンタル),
面
材は ニ ー ルプラ
イ ー(トク
デンタル, UP), 作プライ ーK5D01(トクデンタル, EP)を使用した.
面はル
ン ブラ ト(0.1 MPa, 10 )を い, ン
ブラ ト の( ン ブラ ト直 , 以下D0,
または一, 以下D7)と重合( 重合, または 学重合)( n=10)の４ に分けてをい, 37 24
中
に引張
強さを 定
した. 得られた結果に してま 重合に してt
検定を った. 学重合について 元 置分 分析
により作用および有が認められたため,
ントでt検定を った. その , ２元 置分 分析
およびDunnett`s T3を用いて率にて検定をった. 重合については 元 置分 分析にて検定
を った.

で有
が認められたはブ ックの 面が認
性 のが考 られた1). またUPで有められEPでは認められなかったのは, EPに 有され
る
ート
が ジン
ント 面の重合をするのに し, UPは重合を わないためと考られた.
ン ブラ トのに いCAD/CAM
用 ジンブ ックの強さは低下することが示された.
Ⅳ． 文献
1） Tek e N, Pala K, Demirci M et al. Changes insurface characteristics of two different resin
composites after 1 year water storage: An SEM
and AFM study.

Ⅲ． 結果と考察
強さは 重合においてブ ック,,
面
材の違いで有は認められなかったが,学重合においては, プライ ーにUPを用いたで, ES, HC に ン ブラ ト直 が一より有に高い値を示した．また同内でブ ックを比較した場合（ES直 とHC直 , ES一とHC
一）はESがHCより有 に高い値を示した. 一
方 学重合にEPを用いた は, ブ ックの違いで有は認められなかった. UP使用 に─ 239 ─

学重合

２

重合

第1,2日

第5会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

ポスター発表P-36

S-PRG 合○森野
1)

用 ジンへのCandida albicansの1)合，大 1)，脇
2)
1)
，
，
和 ，
元
大学歯学部口腔機能学講座歯科補綴学分野，2)
ンター
1)

1)

，

1)

，

1)

，本

1)

性

，野

1)

，

1)

大学歯学部歯科学

Adherennce of candida albicans to S-PRG filler containing resin used for facing crownMori A1), Sawada T1), Kawai R1), Ushimaru T1), Waki T1), Honda A1), Nonogaki R1), Uno M1), Oka T1),
Kurachi M2), Ishigami H1)
1)
Department of Prosthodontics, Division of Oral Functional Science and Rehabilitation, Asahi University
School of Dentistry, 2)Dental Education Promotion Center, Asahi University School of Dentistry

Ⅰ． 目的
高齢
を
た現在，口腔は，疾 予防のためにも重要と考 られ，最 補綴 の予 にも大きく影響することが考 られる．これまでの
研究で，
応性フル
ル シリ ート ラ フラー（以下，S-PRGフ ラーと す）を 有した
用
コン ジット ジンにはの果があることにおいてもMMA
重合が報告1)され，補綴ジンへの応用が検討されている．そこで， 歯部に広く応用されている ジン
部にS-PRGフ
ラーを 加し， 和症のの つとしてられているCandida albicansの性と歯ブラシについて検討した．
Ⅱ． 方法
は用 ジンとして， リデック （）を使用した． ジンには，S-PRGフ ラーを wt （コント ール cont）， wt ， wt ，18 wt ，27 wt
有したものを使用した．
1．
性 験
は４×４× mmの金 に 入 ， ラにて圧 し可にて重合を った．その ，研にて#2000まで研 し，を い，，したものを使用した．
にはCandida albicans ATCC18804（以下，度
C.albicansと す）を用いた．C.albicansは最74 kBq/mlの ，６-3H uridineを 加したTSBY 体
に
した ，
，24
大 中で
し，ラ
ルした．
， 動 のラ ルされたトに中に，本 ら2)の方法に い，72
した
および
に
した
を
，２
した．
，全 動
置
（ASC113，Aloka）を用いて，
に
した 体を
3
H2Oとして回 し， 体シンチ ーション ウンター
（LSC6100，Aloka）にて 定した．なお，につき
４
つ 験を い，その平 値をした．
に関しては，
大学歯学部の 認を得て った．
は， μml，0.45 μmlのを使用してしたものを使用した．
また，性 験に用いたを２
ルター
ル ルデ にて 定し，
ウムにて
二次 定を い，50，60，70，80，90，95，100 の

タ ールにそれ れした ，T-ブチル ルコー
ルに
し， 結
法により
の
を った．
この
を
に ー ン ープを用いて静置し，
ウムコーン
置（HPC-1C，真 デ イ ）にてを した ，（S-4500，
製作 ）にて 面のの 察を った．
2．歯ブラシ験験イ は20×15×2.5 mm，重合は重合 min× 面，研は#1200研 した
フ研 ，
はとした．歯ブラシの験 の質量（m1）を 定し， 験 を歯ブラシ
験機に 置， その 歯 きg（White，
ン ター）とイ ン
0.1 gを 験 上にのせ，歯ブラシ
験を った（荷重 280 g，30,000
0.1 gは，5,000回）．歯 き1 gとイ ン
回 とに 加した．歯ブラシ験の 験の質量（m2）を 定し，さらに
験での質量（m1 m2）を 定した．これを歯ブラシ量とし，歯ブラシ率（（m1 m2）/m1×100）を
した．なお
に き
つ 験を った．
Ⅲ． 結果と考察
性 験では，にしたにおいて は認めなかった．
を ったにおいてはS-PRGフ ラー 有量が くなるに いする傾向を認めた． に wt とそれ以 で大きながあり有を認めた．また， 面の 察では，
S-PRGフ ラー 有量に関 なくC.albicansのが認められた．
歯ブラシ
験では歯ブラシ率は wtと比較してそれ以 で は認められなかった．
Ⅳ． 文献
1） Saku S, Kotake H, Scougall-Vilchis R, Ohashi S,
Hotta M, Horiuchi S et al. Antibacterial activityof composite resin with glass-ionomer filler
particles． Dent Mater J 2010 29 193-198.
2） 本，作， 本 治．S-PRGフ ラー
合 ジン 面に 成されるフ ルム様構造． 歯 存 2004; 47: 391-402.

─ 240 ─日補綴会誌

第1,2日

9・126 回特別号，2017

第5会場

ポスター発表
P-37

本学
○
木本
1)

院における ラ ック
一

1)

，

1)

，

1)

，荒

の
1)

，

1)

，大

2)

，二

2)

，

1)

歯科大学大学院歯学研究科口腔機能学講座
歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座クリニ ル イ

機能補綴学分野，2)
リ ル分野

Changes and current status of ceramic restorations at Kanagawa Dental University Hospital
Higashi T1), Hoshi N1), Kumasaka T1), Arai Y1), Kawanishi N1), Ohashi K2), Nihei T2), Kimoto K1)
1)
Division of Prosthodontics and Oral Rehabilitation Department of oral Function and Restoration,
Graduate School of Dentistry, Kanagawa Dental University, 2)Division of Clinical Biomaterials,
Department of Oral Science, Graduate School of Dentistry, Kanagawa Dental University

Ⅰ． 目的
現在歯 補綴 置として， ラ ックや ジン材を用いる機 が増加している．これは イブリッ
ジン が入されたことや，CAD/CAMの目 ましいによるとこ が大きい．
歯科大学
院でもCAD/CAMシ
ムの環 をてきたたことなどから， ラ ック を用いたが増加してきている．そこで 回は，本学院における ラ ック
治療の
と，その
と治療
法について
をしたので報告する．
Ⅱ． 方法
2013年４2016年12 の ４年 での歯科大学
院における ラ ックの内 をした．ま ，は めに ラ ックによる補綴 置とラ ック以 の補綴 置の める 合をた．
その ，CAD/CAMシ
ムを応用して製作したものとの製作法の 合をた．さらに 学（ 回はックに限る）を用いて製作したものの合と，その中でも口腔内 学を用いて治療を った治療の 合を求め，現での治療の及度合いを検討した．

現在の ラ ック
では，CAD/CAMの応
用はまだ 全ではなく，の製作方法で製作される補綴 置がを めており，中でもタブ
ル ラ ック（e-max）が くを める傾向を示していた．また， 学は 回ックに限定したため，的要求やブリッジなどの方法や ールジ
ルコニ などで 応する症例が く，その 合がする傾向が られた．しかし，その中でも治療の要 はに増 つつあるが，リ ート傾向も強いため，は増加するものと
される．
は，デ
ジタル
を用いた歯科治療の 要性が増加する
ことから， デジタル
や ラ ックに する得が 要であると考 られた.

Ⅲ． 結果と考察
2013年における ラ ックを用いた補綴 置の合40.0 であったのに し，2014年では43.8 ，2015
年では55.1 ，2016年では71.6 となり 年より める 合は年度に い増加傾向を示した．() その内，CAD/CAMを用いた補綴 置の 合は2013年
で69.6 ，2014年で62.8 ，2015年で52.8 ，2016
年では48.7 となった．（ ２） また，CAD/CAMで製作した補綴 置のう学
は ， 2013 年 で46.1 ，2014年で46.8 ，2015年で27.1 ，2016年
は9.2 と傾向を示し，口腔内 学を用いた治療の 合は同様にしていたが，2016年
では28.2 となり 年よりも増加した．

─ 241 ─ラ ックを用いた補綴

２

置の 合

ラ ックのう CAD/CAMを用いた補綴
置の 合第1,2日

第5会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

ポスター発表CAD/CAM用 ジンブ ックの

P-38
○二
1)

1)

，大

，大野

1)

2)

，小

2)

，

性について
口

歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座クリニ ル
歯科大学大学院歯学研究科口腔機能
学講座
機能

1)

，
イ

2)

，木本

2)

リ ル分野，2)
補綴学分野

Characteristcs of novel hybrid resin block using CAD/CAM system
Nihei T1), Ohashi K1), Ohno A2), Kotoku M2), Yamaguchi H1), Hoshi N2), Kimoto K2)
Department of Oral Science, Kanagawa Dental University, 2)Department of Oral Rehabilitation,
Kanagawa Dental University

1)

Ⅰ． 目的
歯科用CAD/CAM（歯科加 ）用材 として，
イブリッ
コン ジット ジンブ ックがされ，
平成26年度には応となり，における有用性がに期待されている．しかしながら，高 質に一された イブリッ
コン ジット ジンブ ックはトリック
ジンの重合度が高く，の 質 ジンに比 てフ ラー 有量が増加し量も ないとわれている．
は，CAD/CAM 用 ジンブ ッ
クと ジン
ントの
性について報告し 1)，
定の ジンントを用いても同様な性ではないことを 認した．
平成28年度に入り，金ル ーの患者というで大臼歯部にも入され，
応 囲が大されると予想される．
本研究は，にされた大臼歯部にも 応可能なCAD/CAM用 ジンブ ックの性能について
検討した．
Ⅱ． 方法
.材
実験に したCAD/CAM 用 ジンブ ックは，にされたNCS-270（ジーシー），
されているCERASMART（CERA; ジーシー，Lot.14o2131），
SHOFU BLOCK HC （ HC;, Lot.031401 ） ，
VITA ENAMIC （VE; VITA， Lot.47630），KZRCAD HR Block 2 （ KZR2;
本 金 ， Lot.
01081519）KATANA AVENCIA Block（KAB; クラ
リタ ，Lot.150109WJ），ESTELITE BLOCK（EB;トクデンタル，B170104）のとした．
２. フ ラー 有量の 定
ジン ブ ック を 重 量 定 置（ TG/DTA
6300， イコーイン
ル ント）の
に
し，
度10
minの
で800 ，
加，までし，その 存重量を 定した．この 存
重量と 負荷 の重量 から 量（wt ）を求め，これを100からることから 機質フ ラーの 有量をした．なお，
は
とした．

. 二軸
験
JIS T 6526:2012に，ジンブ ックを厚さ1.2 mm，直径12 mmのを作製し，
能 験機（AG-X plus，
製作 ）を用いて，荷重1.0 N，クッー 1.0 mm/minので二軸験を った．なお，
は
とした．
４.
験
ジンブ ックを厚さ mmに り し，研に て #600 ま で 研 し た ，験機（K655，
研）を用いて，37
中で
荷重４kg， 動距離２ mmとして10,000 イクル負荷し， ーザー（VR-3100，Keyence）にて量を定した．なお，は４ とした．
.
一元 置分 分析および Tukey HSD test による重比較検定を った．
Ⅲ． 結果と考察
フ ラー 有量はす ての ジンブ ックで有を認め（p<0.05），
ジンブ ックNCS-270は70 wt であった．NCS-270の強さは276 MPaであり，
ジンブ ック（CERA 235 MPa，HC 155
MPa，VE 151 MPa，KZR2 262 MPa，KAB 215
MPa，EB 216 MPa）と比較して有 に高い値であった（p<0.05）．また，NCS-270の量は41.5 μmと比較的低い値であり，フ ラー 有量とのPearsonの相関が-0.797と有 な負の相関性を認めた．以上の結果より，にされたNCS-270は，
ジンブ ックと比 て強さも高く，
量も ないことから大臼歯部にも有用であ うと示唆された．
Ⅳ． 文献
1）
口
，
，三
，大
，和
悠 ， 本
ほか．CAD/CAM 用 ジンブ
ックに する ジン
ントの
性につ
いて．
歯学 2016; 34: 133-140.

─ 242 ─日補綴会誌

第1,2日

9・126 回特別号，2017

第5会場

ポスター発表
P-39

環
○荒木
口
1)

が 学
1)

，金

の真度と 度に
学1)，

2)

，

木

3)

，

る影響
一

1)

，小

二4)，

1)

科歯科大学大学院 歯学 合研究科高齢者歯科学分野，2)療科，3)科歯科大学大学院 歯学 合研究科口腔機能再建

科歯科大学 合学分野，4)部

Evaluating influences of ambient light on scanning accuracy of intra oral scanner
Arakida T1), Kanazawa M1), Iwaki M2), Suzuki T3), Ando K1), Kobayashi S4), Minakuchi S1)
Gerodontology and Oral Rehabilitation, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical
and Dental University, 2)Oral Diagnosis and General Dentistry, Tokyo Medical and Dental University,
3)
Oral Prothetic Engineering, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental
University, 4)Tokyo branch office
1)

Ⅰ． 目的
口腔内
ーを用いた 学の 入は，歯と欠損補綴のデジタル に欠かせないである．しかし，においては患者の体動やなど， 学のとなるものが く存在する． 回はその中の一つである， 度と度で 現される環に 目した．この 学で得たデータは，
ターデータとンデータの 合性を検 する
真度と，ンデータの再現性を検 する 度からされる．そこで，本研究では環
の 度と
度が， 学
の真度と 度にる影響を検討することとした．
Ⅱ． 方法
高 度全
三次元 定機（Infinite Focus G5，
Alicona imaging）にて，有歯顎（500H-1，Nissin）の下顎 側 一小臼歯から 二大臼歯までをンし，STLデータとして 存したものをター
データとした．口腔内ー（True Definition
scanner，3M）による
ンは下で い，環の いでのをコント ールとした.環は目 検 用LED（SpotAce SPA-10-SW，）を用いて 度を , 500, 2500 luxに 定した．また，度フ ルター（Y48 LA120 LB80，） をLEDにし，度を3900（ ），4200（ ），7500（ ），19000（ ）Kに 定した．その ， 学
はーの ン 部を 定し，を一定方向に一定 度で動かすことにより，
下顎 側 一小臼歯から 二大臼歯までを
ン
した． 学
は
につき 回 つ った．得られた
ンデータはSTLデータに，CAD
フトウ（Geomagic，Freeform）にイン ートし，歯部のトリ ン を った． いて，真度に関してはターデータとンデータとの重 合わせをCAD フトウ（CATIA V5，Dassault systems）にてった ， データの解析を い，データ の平をした（n= ）． 度に関してはで得られたのンデータの中から２ 選択して重 合わせ，データ の平をし，以上の 作 をす て のデー タ の み合わせで った(n=10)．得られた真度と 度は度と 度を要 とする二元 置分 分析を った ，Turkeyの 重比較検定を った有はとした．
はフト（SPSSver16.0，IBM）を用いた．
Ⅲ． 結果と考察
真度の結果を に示す．真度は 度500 luxと度3900 Kが のよりも有 にターデータとの平が小さくなった． 度はす てのにおいて有を認めなかった．
これらのことから， 学の環
は ニット
ライトの （2500 lux）よりも（500 lux） 度のが ましく， 長の低いからの環が していることが示唆された．
Ⅳ． 文献
1） Ender A, Mehl A. Accuracy of complete-archdental impressions: a new method of measuring
trueness and precision. J Prosthet Dent 2013 Feb;
109: 121-128.

─ 243 ─タにおけるターデータとンデーの平（真度）の平 値（µm）

第1,2日

第5会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

ポスター発表PEEK材に

P-40
○力

，大

する ジン

，

科歯科大学大学院

ントの引張

強さ

一，三
歯学

合研究科

機能

存学分野

Tensile bond strengths of resin cements to new polyetheretherketone (PEEK)
Rikitoku S, Otake S, Yoshida K, Miura H
Fixed Prosthodontics, Department of Restorative Sciences, Division of Oral Health Sciences, Graduate
School, Tokyo Medical and Dental University

Ⅰ． 目的
歯科 療の
において,
的な
により金
材 の わりとしてCAD/CAM用ブ ックを使用する機 が増加している. CAD/CAM用ブ ックの一つであるPolyetheretherketone（以下PEEK）材は優れた生体 合性や機械的 性を,性や高性にも優れ, 学的にもに 定した材 でに高い 定性により
置
ある1). しかし, そのの影響を けにくく, ジン
ントとの 分なはであるが, 歯のにおいては 実なが求められる. そこで本実験では, フ ラー 有
量をさせた 作PEEK材の ジン
ントに す
る引張
強さについて比較検討を った．
Ⅱ． 方法
体はフ ラー 有量20 , 40 , 50 の 作
PEEK材（トクデンタル, 以下HP20, HP40, HP50）を 験とした（n=10）． ジン
ントは，RelyX
Uncem2 Automix（3M ESPE，以下UN），ム
ー ト（トク
デンタル, 以下ES）を用いた．
体の 面をJIS#1500
研（三学）により研 し， 70 μm ル
（
）にて ン
ブラ ト
（
ル
距離: 10 mm,
ー圧
力: 0.2 MPa）を なった ,製 中にて 分を２回 なった.
面をンー
プにより直径 mm, 厚さ100 μmに 定し， 面
材 （ UN に はな し 以 下 (−), と RelyX Ceramic
Primer以下(+), ESには 作プライ ーK5D-01）を用いた．引張 験用
ン
に ジン
ントを 布
し，
体に圧
，
定
にて
を４
方向より った．
験 は，37 ， 度
100
内に
の に37
イ ン
中にて24
した．その ， 能 験機
（ ート ラフAGS-H，製作 ）を用い，クッー
mm/minにて引張強さを 定した．得られた結果について，２元 置分 分析及びTukey HSDを用いて率にて検定を った．

Ⅲ． 結果と考察
引張験の結果を に示す．
ントにおいて, UN(−)及びUN(+)でフ ラー 有量の違いによる有が認められた（p<0.05）（ ）. UN(+)
は，PEEK材のフ ラー 有量の増加に うシラン ッ
プリン
が作用する
体のフ ラー 面 の増加によるものと考 られた. また, ESがUN(−)HP50をく
体に しな強さを 示した のは ,K5D-01に まれる
ート
による重合
の
果によるものと考 られた. これらにより, PEEK材はフ ラー 有量の増加に い,な強さを得られることが示された.
Ⅳ． 文献
1） Stawarczyk B, Bahr N, Beuer F, Wimmer T,
Eichberger M, Gernet W et al. Influence ofPlasma Pretreatment on shear bond strength ofself-adhesive resin cements to polyetheretherketone.
Clin Oral Invest 2014; 18: 163-170.

─ 244 ─PEEK材に する引張強さ