电化学 产品目录旋转环盘电极仪

Vol. 022A东京

RRDE-3A
电化学池支架屏蔽箱 CS-3A
便携式制氢仪 H2G1
光谱仪测量系统 SEC2020

适用各种研究目的多种产品系列

电化学综合目录技术说明

在线报价系统使用指南

BAS 株式会社网上报价系统，旨在为中国客户提供快速便捷的网上报价单自动送信服务。

1 进入网上报价系统页面首页 >> 联系我们 >> 在线报价系统使用指南

http://als-japan.com.cn/m/

2 请在“ 产品编号” 栏中输入 6 位数的产品编号

自动显示可估价的产品名称（如果未显示，则表示该产品不符合自动报价条件）。
当需要取消输入内容时，您可以使用左侧的”清空“ 按钮进行快捷删除。
一部分产品可以通过产品编号的简要列表 ( 点击打开左侧辅窗 )，进行快速填写。

3 输入产品编号后，请填写您的邮箱地址，姓名，工作单位等信息，并确认信息无误。

* 如需咨询多个产品，则继续单击产品编号，会在报价计算页面中添加输入（每次最多可咨询 10 类产品的价格）。

4 请点击“ 询价提交” 按键。
5本系统将通过自动发送邮件通知您网上报价单 pdf 文件的下载地址。
（※ 如果等了一段时间后没有收到自动回复邮件，非常抱歉，请您联系我们）请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

索引工作电极 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 144

对电极 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 195

伏安电化学池6流动池 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 237

光谱电化学 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 268其它••••••••••••••••••••••••••••••••

20

流动池
光谱电化学
其它

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

伏安电化学池

3

参
对比
电电
极极

参比电极 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9

工对
作电
电极
极

2

参
工比
作电极

仪器设备 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2

仪器设备

1

32

●因产品改善可能会出现产品外观，规格和价格的更改，恕不另行通知。 ●产品的实际颜色可能与印刷的照片不同。 ●在目录中提到的尺寸仅供参考，不保证和实际产品的尺寸完全一致。
●本产品目录为 2023 年 11 月当前的内容。

请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

1

仪器设备

仪器设备

仪器设备

1

RRDE-3A 旋转环盘电极仪参比电极通过流体动力学伏安法检测中间产物

产品编号

品名

013725

RRDE-3A 旋转环盘电极仪 Ver.3.0
技术参数

转速范围

100 - 8,000 rpm

转速稳定度

100 rpm - 1000 rpm 转速误差 < 1%1001 rpm 以上转速误差 < 0.5 %环 / 盘间绝缘电阻>10 MΩ

工作电极

电极到引脚间接触电阻 5 Ω

对电极

电机转轴

优质不锈钢（高强度，耐磨损，耐腐蚀）电机马达

12 V, 无铁芯核心 , 低惯性直流伺服电机

电源

12 VDC

遥控方式

1V 电压对应 1000rpm 的转速马达和吹扫气回路的 ON/OFF 均由 TTL 电平信号
或继电器输入到背板连接口进行控制

尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )190 x ( 底座 : 230, 主体 : 120) x 400 mm

使用温度10 - 50℃

使用相对湿度≦ 80%

重量

3.5 kg伏安电化学池附件

数量(013580)

碱性溶液用试样杯 (100 mL)

1013271

RRDE-3A 特氟龙杯盖 V.2

1012064旋涂适配器

1012065外接吹扫气用接头 (PP)1013392TYGON( 聚乙烯 ) 管，OD1/4×ID1/8 英寸

1012642

RRDE-3A 硅胶垫板 100×180 mm

1012975

RRDE-3A 轴承支座组件用 O 型圈 (3 个装 )1

AC 适配器

1

电源线

1

说明书

1

ALS 电化学 support instrument
http://als-japan.com.cn/support-instrument-manual.html

说明书下载链接流动池

RRDE-3A 是流体动力学控制旋转环盘电化学测量用的高精度电极旋转仪。RRDE-3A 的转速是由 PWM( 脉宽调制 ) 信号进行控制。
电极小巧且能迅速地交换。仪器内部配有可调阀系统，可使用惰性气体对电解池内进行气体吹扫处理。
可以根据用途选择圆盘电极或环盘电极作为工作电极。这些电极可方便地安装和拆卸，维修简便。参考电极和对电极是可以
另购。RRDE-3A 可以单独使用手动控制或连接到电化学分析仪，通过电脑进行遥控控制。
特点

光谱电化学

● 可作为 RDE 和 RRDE 系统操作● 遥控和手动控制旋转及吹扫气体● 外形设计小巧且容易操作● 电解池导线可连接到任何恒电位仪● 带旋涂功能，便于电极修饰● 液晶显示“仪器型号”，“机体版本”，“电机的累计总旋转时间”● 软件维护模式操作功能其它
ALS 技术说明 technical
http://als-japan.com.cn/technical-note.html

技术说明和视频资料

2

RRDE-3A 旋转环盘电极仪

产品编号

另购品项

013580碱性溶液用试样杯 (100 mL)(10 个装 )013581

碱性溶液用试样杯 (200 mL)(8 个装 )013582

RRDE-3A 特氟龙杯盖 (200mL 用 )012632试样杯 (100 mL)

012167RE-1B 参比电极 (Ag/AgCl)

013613RE-1BP 参比电极 (Ag/AgCl)

013848RE-7N 非水系参比电极

013597RHEK 可逆氢电极套件012961铂对电极 23 cm

013343

RRDE-3A 特氟龙杯盖 V2.0 用 O 型环012641

RRDE-3A 轴承支座组件用 O 型圈 (10 个装 )013645

RRDE-3A 轴组件用白色 O 型圈 (3 个装 )请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

仪器设备
仪器设备

RRDE-3A 用工作电极和附件
圆盘电极 & 环盘电极

参比电极011169011171012614012613012616011170012615品检数据

https://www.als-japan.com/dl/

电极品检数据在线阅览

RRDE（特氟龙隔离环型）d环电极标准型电极尺寸

RDE

RDE

d

d

（特氟龙隔离环型）

圆盘电极

圆盘电极

工作电极

下面列出的环盘和圆盘电极为 RRDE-3A 旋转环盘电极装置用的工作电极。
电极绝缘体部分使用耐有机溶剂 PEEK 树脂材料，这种材料能使用 PK-3 电极抛光套件进行抛光打磨。
修饰圆盘电极有特氟龙隔离垫圈

无特氟龙隔离垫圈

对电极

我们改良了 RRDE 环盘电极以便于进行表面处理
来制备化学修饰电极。使用这种新型 RRDE 环盘电极，滴在盘电极上的样品液滴可保持在圆盘上，而不扩散到环电极上。

b
a
12

12

12
单位 : mm

电极尺寸
环
盘 (d)
外径 (a) / 内径 (b)

品名

绝缘体外径

长度

伏安电化学池产品编号环盘电极
RRDE 铂环 / 玻碳圆盘电极

7 mm / 5 mm

4 mm

12 mm

25 mm

RRDE 铂环 / 铂圆盘电极

7 mm / 5 mm

4 mm

12 mm

25 mm

012615RRDE 铂环 / 金圆盘电极

7 mm / 5 mm

4 mm

12 mm

25 mm

012616RRDE 金环 / 玻碳圆盘电极

7 mm / 5 mm

4 mm

12 mm

25 mm

012617RRDE 金环 / 铂圆盘电极

7 mm / 5 mm

4 mm

12 mm

25 mm

012653

RRDE 金环 / 金圆盘电极

7 mm / 5 mm

4 mm

12 mm

25 mm

012618RRDE 玻碳环 / 玻碳圆盘电极

7 mm / 5 mm

4 mm

12 mm

25 mm

流动池

012613012614

圆盘电极
-

3 mm

12 mm

25 mm

RDE GCEt 玻碳圆盘电极 *1

-

3 mm

12 mm

25 mm

013482

RDE GCE 玻碳圆盘电极

-

5 mm

12 mm

25 mm

013491

RDE GCEt 玻碳圆盘电极 *1

-

5 mm

12 mm

25 mm

011170RDE PTE 铂圆盘电极

-

3 mm

12 mm

25 mm

011171RDE AUE 金圆盘电极

-

3 mm

12 mm

25 mm

011966RDE ALE 铝圆盘电极

-

3 mm

12 mm

25 mm

011967RDE AGE 银圆盘电极

-

3 mm

12 mm

25 mm

011968RDE CUE 铜圆盘电极

-

3 mm

12 mm

25 mm

011969RDE NIE 镍圆盘电极

-

3 mm

12 mm

25 mm

011970

RDE TAE 钽圆盘电极

-

3 mm

12 mm

25 mm

011971

RDE TIE 钛圆盘电极

-

3 mm

12 mm

25 mm

011972

RDE WE 钨圆盘电极

-

3 mm

12 mm

25 mm

-

3 mm

12 mm

25 mm

011973

RDE CPE 碳糊圆盘电极

*2

其它

RDE GCE 玻碳圆盘电极013490光谱电化学

011169

注：
RDE/RRDE 电极设计用于 RRDE-3A 旋转环盘电极仪，当上述 RDE/RRDE 电极与其他公司生产的 RRDE 仪器结合使用时，我们不能保证其正常操作。
*1: 特氟龙隔离环型*2: 001010 CPO 碳糊油基为另购品项。请注意电极内无碳糊填充。

请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

RRDE-3A 用工作电极和附件

3

仪器设备
仪器设备

DRE 圆盘可换型电极圆盘可换型电极 (DRE) 中的圆盘电极部分可被取出。可以从正面或背面的两个方向对圆盘电极进行装配。根据研究目的所要求条件，可任意选择圆盘电极的装配方法。

[ 电极结构示意图 ]

参比电极

1.
2.
3.

特点

使用相同的环电极对圆盘电极进行评价，可避免环材料和尺寸对
结果的影响
使用可换型圆盘和环组件，可将电极表面修饰过程和抛光过程分开进行圆盘电极材料可被单独取出进行表面恢复处理

工作电极

品检数据

ALS 电化学 support product
http://als-japan.com.cn/support-product-manual.html

https://www.als-japan.com/dl/

ALS 产品手册下载链接电极品检数据在线阅览DRE 圆盘可换型电极 (RRDE)
产品编号

品名

013336

DRE-PGK 铂环 / 玻碳圆盘可换型电极套件

013641

DRE-GGK 玻碳环 / 玻碳圆盘可换型电极套件

013337

DRE-PTR 铂环组件 (013336)

1013642

DRE-GCR 玻碳环组件 (013641)

1013339DRE-SPC 特氟龙隔离垫圈 (3 个装 )1013338DRE-GCD 玻碳圆盘

1

对电极

内含品项

013338

伏安电化学池013337

数量可选购品项

013339013366

DRE-AUD 金圆盘

013367

DRE-PTD 铂圆盘

DRE 圆盘可换型电极 (RDE)
产品编号

品名

013362

DRE-GCK 玻碳圆盘可换型电极套件

013364

DRE-AUK 金圆盘可换型电极套件

013365

DRE-PTK 铂圆盘可换型电极套件

013361

DRE-DAS 圆盘组件

1013339DRE-SPC 特氟龙隔离垫圈 (3 个装 )1

流动池

套件内的共通品项

013338013361013339数量可选购品项
013338DRE-GCD 玻碳圆盘013366

DRE-AUD 金圆盘

013367

DRE-PTD 铂圆盘

光谱电化学

注 ：DRE 电极是为 RRDE-3A 旋转环盘电极仪设计的，我们不保证上述 DRE 电极与其他公司的 RRDE 仪器一起使用时的操作。

DRE-DCP 圆盘电极抛光和交换用工具套件产品编号013608

品名DRE-DCP 圆盘电极抛光和交换用工具套件
内含配件

其它

4

RRDE-3A 用工作电极和附件

数量

DRE-BLK 基座摸块1

DRE-STP 栓塞

1

DRE-DRS 圆盘取出用工具1

DRE-SPS 隔离垫圈推入用工具

1

DRE-DPS 圆盘推入用工具

1

DRE-EPH 电极抛光用托架1

请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

仪器设备
仪器设备

DRE 操作方法简介
DRE-STP 栓塞可以拧进 DRE-PTR 铂环组件中。在 DRE-SPC 特氟龙隔离垫圈与 DRE-GCD 玻碳圆盘装配时起到高度调整的作用。
DRE-BLK 基座模块的“A”侧用于装配 DRE-SPC 特氟龙隔离垫圈，“B”侧用于装配 DRE-GCD 玻碳圆盘。

正面装配法操作示意简图

玻碳圆盘

玻碳圆盘
参比电极

圆盘推入用工具
基座摸块

栓塞

图1

图2

工作电极

DRE-PTR 铂环组件+
特氟龙隔离垫圈
图3

在“A”侧把 DRE-SPC 特氟龙隔离垫圈 (013339) 装入 DRE-PTR 铂环组件中 (013337)，在固定和调节高度后，将 DRE-PTR 铂环组
件移到“B”侧，如上图所示将 DRE-GCD 玻碳圆盘从正面 ( 箭号所示方向 ) 装入。
将 DRE-GCD 玻碳圆盘从正面放入孔中 ( 图 1) 后，用 DRE-DPS 圆盘推入用工具进行推入调节 ( 图 2)。
从 DRE-BLK 基座模块中取出电极组件，用 DRE-STP 栓塞和 DRE-DRS 圆盘取出用工具进行高度调节直至形成一个平坦的表面 ( 图 3)。
对电极

ALS 技术说明 technical
http://als-japan.com.cn/technical-note.html

技术说明和视频资料

RRDE 圆盘可换型电极的评估测试伏安电化学池上面插图部分仅对 DRE-GCD 玻碳圆盘正面装配方法进行了说明，然而在正面装配和背面装配这两种方式装配后，均对电极进行
了性能测试。
主要实验条件为 :背面装配方法 :Rear_Side_Assembling_Method

Front_Side_Assembling_Method
3.00E-04

2.00E-04

Disk Potential Rang :From 0.6V to -0.2V
Scan Speed : 0.01V/s
Ring Potential : 0.6V

2.50E-04

Disk Potential Rang :From 0.6V to -0.2V
Scan Speed : 0.01V/s
Ring Potential : 0.6V

1.50E-04

2.00E-04

1.00E-04

1.00E-04

0.00E+00-5.00E-05

5.00E-05

100 rpm
200 rpm
400 rpm
700 rpm1000 rpm
1500 rpm

0.00E+00

其它

100 rpm
200 rpm
400 rpm
700 rpm1000 rpm
1500 rpm
2000 rpm
2500 rpm
3000 rpm

5.00E-05

Current (A)1.50E-04
Current (A)光谱电化学

正面装配方法 :流动池

工作电极 ：DRE-RRDE 铂环玻碳圆盘电极
参比电极 ：Ag/AgCl
对电极 ：铂丝
样品溶液 ：2 mM 铁氰化钾 / 1 M 硝酸钾
初始电势 ：+600 mV
最终电势 ：- 200 mV
扫描速度 ：10 mV/S
旋转速度 ：100 〜 3,000 rpm
灵敏度 : 10-5 A/V
第二电极恒电势 ：+600 mV-5.00E-05-1.00E-04-1.00E-04-1.50E-04
0.6

0.5

0.4

0.3

0.2
Potential (V)

0.1

0

-0.1

请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

-0.2

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2
Potential (V)

0.1

0

-0.1

-0.2

RRDE-3A 用工作电极和附件

5

仪器设备
仪器设备

Model 3325 双恒电位仪（与 RRDE-3A/SEC2020 连用）价格优惠的高性能电化学分析仪

产品编号

品名

013817

Model 3325 双恒电位仪

013820Model 3325 软件
技术参数

参比电极
工作电极

特点

● 双通道恒电位仪● 高性能和紧凑型设计● 与 RRDE 和 SEC2020 系统连用● Macro command·编辑运行● Levich 和 Koutecky-Levich 图和参数计算● 适用范围广

电位范围

±5.0 V电流范围±50 mA

输出电压

±11 V

灵敏度范围

±2.5 nA 至 ±0.05 A/V

输入阻抗

1×1012Ω

最小电位分辨率

100 μV

最大采样速度

16 bit @ 100 kHz

背景电流< 80 pA电流分辨率

0.3 pA

扫描速度 (CV，LSV)

1×10-6 - 80 V/ 秒

支持的操作系统

WindowsTM 10 / 11

接口

USB 2.0供电从 USB 端口提供

尺寸 ( 宽 × 深 × 高 )150 × 260 × 50 mm

重量0.35 kg软件技术及测量范围对电极
ALS 电化学 support instrument
http://als-japan.com.cn/support-instrument-manual.html

说明书下载链接

CV

1×10-6 - 80 V/ 秒

LSV

1×10-6 - 80 V/ 秒

i-t

0.01 - 1×107 秒 ( 取样间隔 )OCP-T

1 - 5×105 秒 ( 取样间隔 )RDE (0-10 V 输出电压 )0 - 10 V 输出电压

伏安电化学池Model 3325 双恒电位仪是多功能的优良电化学测量仪器。该仪器内置有一个数码函数发生器，一个数据采样系统和一个双恒电位仪。
电位范围为 ±5.0 V，电流范围为 ±50 mA。可以测量 100 pA 以上的电流。可以读取其前身的 Model 3325 双恒电位仪测量的数据。其尺寸
为手持式大小，操作系统简单实用，用户界面友好，可以通过 USB 线连接到电脑上进行通信和供电。与笔记本电脑结合使用，是进行科研，
现场测量以及教育用途的理想选择。
该仪器还可以与我们的 RRDE-3A 旋转环盘电极装置或 SEC2020 光谱仪系统并用，并能方便地对它们进行远程控制，实现同步测量控制。

实验系统配置燃料电池与腐蚀评估流动池
Model 3325
光谱电化学

3325 软件的数据分析界面可对测量的 RDE/RRDE 原始数据
进行 Levich 和 Koutecky-Levich 图形处理，并可自动计算各个电化学参数。

光谱电化学测量

RRDE-3A
Levich 图和参数表示

光谱电化学试样池

其它Model 3325

6

SEC2020 光谱仪测量系统

请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。
Model 3325 双恒电位仪（与 RRDE-3A/SEC2020 连用）

仪器设备
仪器设备

CS-3A 电化学池支架屏蔽箱
用于电化学测定的法拉第屏蔽箱特点● 减少外部电磁干扰● 可遥控和手动控制吹扫气体的 ON/OFF( 开 / 关 )*● 可遥控和手动控制磁力搅拌器的 ON/OFF( 开 / 关 )012779

参比电极

产品编号

品名
CS-3A 电化学池支架屏蔽箱 Ver.1.1
技术参数
100 VAC - 240 VAC, 50/60 Hz

保险丝

1A

气体压力

< 34 kPa ( 千帕 )尺寸 ( 宽 x 深 x 高 )286 x 230 x 320 mm

重量

3.8 kg

使用温度10 - 50 ℃

工作电极

电源

* 请使用惰性气体进行吹扫气控制
ALS 电化学 support instrument
http://als-japan.com.cn/support-instrument-manual.html

说明书下载链接

对电极

CS-3A 电化学池支架屏蔽箱是为方便使用各种 ALS 提供的固体电极和电化学池附件而专业设计的。工作电极被封闭在法拉第屏蔽
箱内来减少外部电磁的干扰。手动或遥控的磁力搅拌器可以控制样品的混合速度，用于电极表面需要迅速传质的实验或电极表面
分析。
CS-3A 的大小尺寸及重量适中，可以有效地利用空间在狭窄的地方使用。
背面板上设有吹扫气进气接头，箱体内安装有吹扫气管，在设计上考虑安装后的整洁性，可以避免实验室的凌乱。

不锈钢支柱位于后部，以保证有足够的空间对试样进行操作处理。
不锈钢支柱上的黑色支架可将
SVC-2/SVC- ３伏安电化学池牢固地固定在 CS-3A 的框体中。

要点 2

伏安电化学池要点 1

背面板可拆卸，以便于各种配线的设置。
背面板中心开有电解池接线穿过用的圆孔。另外还有一个 15mm 的 半 圆 切 口。 可 以 用 于 穿过水夹套池的温控水管。

流动池用微电极进行 CV 测量
光谱电化学
其它

不使用 CS-3A 电化学池支架屏蔽箱时的噪声水平

使用 CS-3A 电化学池支架屏蔽箱时的噪声水平由于微电极测得的电流值非常小，所以对外部噪声敏感。CS-3A 可以避免由于外部噪声使实验结果不正常的影响。

请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

CS-3A 电化学池支架屏蔽箱

7

仪器设备
仪器设备

H2G1 便携式制氢仪

NEW

特点

● 安全电解析氢功能和电势测量辅助功能● 氢气电解填充时间约 5 分钟 (1.2 mol/L 盐酸溶液使用时 )● 使用四节 AAA 电池 ( 约 30 次 ) 操作简单

参比电极

产品编号

品名

013699

H2G1 便携式制氢仪
技术参数

工作电极

输出电流

10 mA ± 30%

输出电压

28 V

电势测量范围

约 10 - 999 mV

工作温度和湿度范围

10 - 50 ℃ ≤ 80% RH

电源四节 AAA（7 号）碱性电池

尺寸 ( 宽 × 高 × 深 )约 81×32 ×141 mm

重量约 270 g附件连接线 ( 红色・白色・黑色 ) 各 45 cm

对电极

H2G1 便携式制氢仪用于可逆氢电极的氢气电解制备。使用该仪器和 RHEK 可逆氢电极套件制备的可逆氢电极（参比电极）具有
非常良好电势稳定性。可替代传统的氢电极作为电极电势的参照标准。

RHE 电极头部氢气填充示意图
伏安电化学池H2

H+
H+

Pt 对电极

H2

H+
H+

酸溶液

Pt 线
H2

流动池

H+

RHEK 可逆氢电极套件
双液接架桥管套件H+

RE-1BP 参比电极
RHE 可逆氢电极酸溶液

3 M NaCl

光谱电化学
1. 电解析氢功能2. 电势差测量辅助功能 *其它* 电势测量模式为辅助功能，如果需要精准测量电极电势，建议使用专用设备。另外请注意，如果参比电极内部溶液的电阻较高( 例如饱和 K2SO4 溶液 )，会增加测量值的相对偏差。

8

H2G1 便携式制氢仪

请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

参比电极
仪器设备

参比电极

2

参比电极

参比电极广泛用于各种电化学测量 (CV，LSV，DPV，等等 ) 和各种电化学检出装置 (HPLC 的电化学检测，电化学生物传感器等 )。
我们提供各种参比电极，例如含水，非水，甘汞和可自己制备类型等。

可逆氢电极

2b

可逆氢电极套件 (RHEK) 便于用户制备所需的可逆氢电极（RHE），其工作原理
是通过电解电极内部的强酸溶液产生适量的氢气，然后存储于电极上部。可逆
氢电极（RHE）因为避免了复杂而危险的氢气钢瓶的操作以及大量氢气的消耗，
安全可靠，并具有良好的电势稳定性。使用 1.2 mol/ L（活度≒１）盐酸溶液时 ,可作为近似标准氢电极的参比电极使用。与双液接架桥管一起使用 , 可提高电势稳定性，避免试样中溶解气体对电势的影响，此外还可在非酸性溶液中使用。

1
2c

3c

产品编号

3b

013597

品名
RHEK 可逆氢电极套件
内含品项

3a
2d

013598

RHE 可逆氢电极

1

2013378RHEK 附件套件

1

2a

管夹

1

2b

硅胶管 (10 cm)

3

O 型圈

01266912d注射器连接头

12e

一次性注射器

1

内含配件

产品编号

品名

3

013375双液接架桥管套件3a013376双液接架桥管1

3b013377PTFE 双液接架桥管盖

13c002222铂对电极 5.7 cm

1

内含品项

20 mL 试样杯用底部支座及 012669 SVC-3 伏安电化学池需另外购买。

数量
伏安电化学池001209

对电极

2e

数量

1

2c

工作电极

2a

参比电极

水溶液用参比电极

ALS 电化学 support product
http://als-japan.com.cn/support-product-manual.html

ALS 产品手册下载链接

结构与组成

2

3

流动池

1

光谱电化学
其它

长 (L): 约 109 mm
013598 RHE 可逆氢电极长 (L): 约 150 mm
013378 RHEK 附件套件013375 双液接架桥管套件

013597 RHEK 可逆氢电极套件请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

参比电极

9

参比电极
仪器设备

Ag/AgCl 型 ( 水溶液用电极 )RE-1BP*1

RE-1B

RE-1CP*1

RE-1S

RE-3VT*1

10 mm
参比电极

6 mm

4.5 mm长 (L): 约 52 mm

长 (L): 约 52 mm
1/4 28UNF
6 mm

6 mm

工作电极

长 (L): 约 78 mm

长 (L): 约 92 mm

长 (L): 约 90 mm

特点对电极伏安电化学池RE-1B 参比电极电势 *2
AgCl + e = Ag + ClE0 = 195 mV vs RHE (25 ℃ )● 可用于水溶液● 使用寿命长

RE-1BP 参比电极电势 *2
AgCl + e = Ag + ClE0 = 196 mV vs RHE (25 ℃ )RE-1CP 参比电极电势 *2
AgCl + e = Ag + ClE0 = 198 mV vs RHE (25 ℃ )品检数据

ALS 电化学 support product
http://als-japan.com.cn/support-product-manual.html

ALS 产品手册下载链接

产品编号

品名

https://www.als-japan.com/dl/

电极品检数据在线阅览

流动池

液接部

电解质溶液

IPPG*33 M NaCl

SVC-2, SVC-3, VC-4, 整体电解 , RRDE, EQCM

RE-1BP 参比电极 (Ag/AgCl)陶瓷

3 M NaCl

SVC-2, SVC-3, VC-4, 整体电解 , RRDE, EQCM

RE-1S 参比电极 (Ag/AgCl)

IPPG*33 M NaCl

SECM

013691

RE-1CP 参比电极 (Ag/AgCl/ 饱和 KCl)陶瓷饱和 KCl

SVC-2, SVC-3, VC-4, 整体电解 , RRDE, EQCM

013488

RE-3VT 螺纹型参比电极 (Ag/AgCl)陶瓷

3 M NaCl

用于流动池 (LC, EQCM, SEC-3F)

012167RE-1B 参比电极 (Ag/AgCl)

013613013393用途*1. 主体绝缘材料 ：PMP( 聚甲基戊烯 )*2. 以上参比电极电势为使用 RHEK 可逆氢电极套件（产品编号 013597）的实际测量值，仅供参考。
*3. IPPG: Ion Permeability Porous Glass（离子渗透性多孔玻璃 ）
光谱电化学

技术简介
参比电极
在电化学中，为了使特定的反应发生，需要在工作电极上外加一个稳定的电势。工作电极的电位应始终精确地控制。这就是为什么需要一个参比电极作为电势参考标准的原因。

其它对于一个参比电极一般要求其电势能够长期保持恒定。因此，不能让电流流经参比电极。一般情况下参比电极必须连接到一个带
高阻抗的电路中，那是因为流经的电流可能会导致参比电极发生电势漂移。所以恒电位仪的参比电极的连接端是一个带高阻抗输入的端子。从而严格限制了参比电极的电流通过。虽然电流不流过参比电极，但是参比电极本身的内部阻抗还应尽可能地小。
由于恒电位仪是一个自动控制系统，在反馈回路中包含一个高阻抗元件会导致响应速率的降低（换句话说，带宽变窄），其将会
不稳定以至于发生电路振荡。 要防止参比电极末端的液接部出现析出物附着，因为析出物可能会导致参比电极非常高的阻抗。
标准氢电极 (SHE) 是电势的第一参考标准，但因氢气的处理操作非常麻烦和不便，其不太适合在日常测量中的使用。作为标准氢
电极的替代品，第二参考标准的参比电极例如饱和甘汞电极 (SCE)，银 - 氯化银电极 (SSCE) 和可逆氢电极 (RHE) 等是公认的常用
型参比电极。

10参比电极请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

参比电极
RE-2BP*1

RE-2CP*1

仪器设备

含汞类型
RE-61AP*1

参比电极

6 mm
6 mm

长 (L): 约 92 mm

长 (L): 约 92 mm

长 (L): 约 92 mm

特点● 内部溶液可更换

RE-2CP 参比电极电势 *2
Hg2SO4 + 2e = 2Hg + SO42E0 = 635 mV vs RHE (25 ℃ )RE-61AP 参比电极电势 *2
HgO + H2O + 2e = Hg + 2OHE0 = 118 mV vs RHE (25 ℃ )对电极

RE-2BP 参比电极电势 *2
Hg2Cl2 + 2e = 2Hg + 2ClE0 = 241 mV vs RHE (25 ℃ )ALS 产品手册下载链接

电解质溶液

RE-2BP 甘汞参比电极

品名陶瓷

饱和 KCl标准参比电极

013692

RE-2CP 参比电极陶瓷饱和 K2SO4

不含氯离子的参比电极

013694

RE-61AP 参比电极

陶瓷-

碱性溶液用参比电极https://www.als-japan.com/dl/

电极品检数据在线阅览

用途

流动池

液接部

013693

伏安电化学池品检数据

ALS 电化学 support product
http://als-japan.com.cn/support-product-manual.html

产品编号

工作电极

6 mm

*1. 主体绝缘材料 ：PMP( 聚甲基戊烯 )*2. 以上参比电极电势为使用 RHEK 可逆氢电极套件（产品编号 013597）的实际测量值，仅供参考。

可以根据被测样品样品溶液的情况选择合适的参比电极。以下时溶液 pH 范围与参比电极选择的快速指南，
希望能对您有所帮助。
Ag/AgCl
型
Hg
型

水溶液

RE-2BP / RE-2CP

RHE
型

RHE

Ag
型

+

1

RE-61AP( 使用双液姐架桥管 )RE-7N / RE-7SN / RE-7VN

请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

pH 值范围

其它

非水溶液

光谱电化学

RE-1B / RE-1S
RE-1BP / RE-3VT / RE-1CP

14

参比电极

11

参比电极
仪器设备

非水溶液用参比电极
Ag/Ag+ 型 ( 非水电极 )RE-7N

RE-7SN参比电极长 (L): 约 62 mm

工作电极长 (L): 约 81 mm

RE-7VN*1

对电极特点● 用于有机溶剂中的电化学测量● 内部溶液可更换

ALS 电化学 support product伏安电化学池长 (L): 约 52 mm

http://als-japan.com.cn/support-product-manual.html

ALS 产品手册下载链接

1/4 28UNF*1. 主体绝缘材料 ：PMP( 聚甲基戊烯 )

产品编号

品名

液接部

用途

流动池

013848RE-7N 非水系参比电极

IPPG*2

SVC-2, SVC-3, VC-4, 整体电解 , RRDE, EQCM

013849RE-7S 非水参比电极

IPPG*2

SECM

013850RE-7VN 螺纹型非水参比电极

陶瓷

用于流动池 (LC, EQCM, SEC-3F)

另购品项
012108RE-PV 参比电极保管用小瓶 , 10 mL

RE-1B,1BP,7,1CP,2BP,2CP 等电极保管用

012057

RE-7 参比电极带银线特氟龙盖帽

OD: 7 mm，附带 0.5 mm 直径的银线

012058RE-7S 参比电极带银线特氟龙盖帽

OD: 5 mm，附带 0.5 mm 直径的银线

012176

OD 6.0 mm 试样架桥管 (2 个 )OD: 6 mm，ID: 4 mm

*2. IPPG: Ion Permeability Porous Glass（离子渗透性多孔玻璃 ）
光谱电化学

技术简介
支持电解质
如果样品被溶解于有机溶剂中，必须添加支持电解质。在选择支持电解质时必须考虑以下因素 ：其它

1. 易溶于有机溶剂
2. 有较宽的电势范围
3. 不与有机溶剂反应
典型的支持电解质 :TEAP : Tetraethylammonium perchlorate( 四乙基高氯酸铵 )TBAP : Tetrabutylammonium perchlorate( 四丁基高氯酸铵 )TBAPF6 : Tetrabutylammonium hexafluorophosphate( 四丁基六氟磷酸铵 )

12

参比电极

请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

参比电极试样架桥管及附件

使用这些产品可以对 200 µL( 微升 ) 试样进行电化学测量。玻璃管的底端装
有 IPPG* 玻璃头，离子可以自由传输。试样架桥管是多用途的附件。

012177仪器设备

012176● 外径 6.0 mm 试样架桥管可用于 RE-7 系列参比电极。
● 外径 9.0 mm 试样架桥管可用于 SVC-2 电化学池。
● 可以作为参比电极的盐桥使用，以防止污染。

9 mm

6 mm

长 (L): 约 68 mm

长 (L): 约 68 mm

参比电极

产品编号

品名

012176外径 6.0 mm 试样架桥管 (2 个装 )012306外径 6.0 mm 试样架桥管 (22 个装 )012177外径 9.0 mm 试样架桥管 (2 个装 )012307外径 9.0 mm 试样架桥管 (22 个装 )工作电极*IPPG(Ion Permeability Porous Glass: 离子渗透性多孔玻璃 ) 是具有 40200 埃直径细孔的多孔质玻璃。化学性质稳定，可在高达 800℃的温度下使用。也可被锋利的刀片切割开。
提醒 :多孔玻璃颜色变黄说明已被污染。这是由于空气中的有机物吸附在孔隙内
造成的。
产品编号
012796

品名试样架桥管维修用套件 *对电极

012796* 内含物品 : 长度为 150 mm 的热收缩聚四氟乙烯管一根，
直径 3.2 x 高 4.0 mm 的 IPPG( 离子渗透性多孔玻璃 ) 圆柱 10 个

保管用小瓶

伏安电化学池如果购买或自制的参比电极长时间与空气直接接触放置后，电极的内部
溶液将会蒸发而逐渐变干减少。为了保持电极的性能良好和延长使用寿命，
当参比电极不使用时，我们建议将电极保存在一个装有与参比电极内部
溶液相同溶液的密封瓶中进行保管。
例如 : 3 M NaCl 溶液用于保管 RE-1B 参比电极

产品编号012108

品名012108RE-PV 参比电极保管用小瓶

011987

RE-PV 用特氟龙瓶盖1------

10 mL 螺纹口小瓶

1

内含品项

数量
流动池
光谱电化学

参比电极用 Ag/AgCl 油墨只需将银 / 氯化银油墨涂敷于金属 ( 银，铂，金等 ) 表面，即可便捷地制备参比电极。需要的操作只是涂上银 / 氯化银油墨，并等待其干燥。用银 /氯化银油墨来制备银 / 氯化银参比电极，尤其对 IDA 电极和微量电化学池
等的测量而言更是相当有益。

品名011464参比电极用 Ag/AgCl 油墨 (2.0 mL)

其它

产品编号
技术参数

011464

请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

表面电阻

0.2 Ω/sq/25.4 µm

粘度

50 ±10 Pa·s @21.1 ℃

闪点

82 ℃

参比电极

13

工作电极

工作电极

仪器设备

3

用于伏安法的常规工作电极
加长型

标准型

小型

微型

纱网型

参比电极

黄铜棒
直径 1.6 mm

单位 : mm

6

23

15

15

15
O 型圈 *1

10

工作电极
55
25

70

55

对电极
110

6

3
4
54

伏安电化学池

类型

6

25

流动池

标 准 型 : 最常用的工作电极。
可用于 SVC-2，SVC-3 和 VC-4 伏安池 *2
加长型 : PEEK 绝缘体的长度为 110 mm
OD( 外径 ): 3 mm 适用于少量样品的测量
小型 :适用于高速扫描伏安法和扩散系数计算
微型 :纱网型 : 适用于整体电解和作为对电极*1. 电极上附带有一个 O 型圈。 O 型圈另购时的产品编号
002247 CV 电极用 O 型圈（10 个装），产品编号 011054 微电极用 O 型圈（10 个装）。
*2. 对于外径为 10 mm 的工作电极，建议使用 SVC-2 伏安电化学池。
*3. 基于工作电极的抛光加工过程，各个电极长度可能会有差异，上图中电极长度标记为参考值，仅供参考用。

35

CPO 碳糊油基
光谱电化学

碳糊油基 (CPO) 是通过混合大小均匀的石墨粉和石蜡油来制备的。本产品可用于制备如下的碳糊电极 :1) 简单的酶电极2) 化学修饰电极
注意不可在有机溶剂中使用。保持容器密封，以避免污染。

如何制备碳糊电极 :其它
001010

1) 将待修饰的化合物与 CPO 均匀混合2) 用小药匙紧密填充到电极孔内
3) 除去多余的 CPO 并在清洁纸上画圆来得到抛光的电极表面
产品编号00101014

用于伏安法的常规工作电极

品名CPO 碳糊油基 (1 克 )请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

工作电极
产品编号

品名

002250铂丝纱网电极

012619铂丝纱网电极，导线长 54 mm

002251

绝缘体材料

技术参数
35×25 mm-80 网孔

35×25 mm金丝纱网电极

PEEK

100 网孔35×25 mm002417

GCE 玻碳电极PEEK

OD: 10 mm

ID: 5 mm013715GCEt 玻碳电极PEEK

OD: 10 mm

ID: 5 mm012744

LGCE 玻碳电极PEEK

OD: 6 mm

ID: 3 mm013714GCEt 玻碳电极PEEK

OD: 6 mm

ID: 3 mm002012

GCE 玻碳电极PEEK

OD: 6 mm

ID: 3 mm012297

GCE 玻碳电极PEEK

OD: 6 mm

ID: 1.6 mm

002411GCE 玻碳电极PEEK

OD: 6 mm

ID: 1 mm012298SGCE 玻碳电极PEEK

OD: 3 mm

ID: 1.6 mm

002412

SGCE 玻碳电极PEEK

OD: 3 mm

ID: 1 mm002002

MCE 碳纤维微电极玻璃

OD: 4 mm

ID: 33 µm

002007

MCE 碳纤维微电极玻璃

OD: 4 mm

ID: 7 µm

002418

AUE 金电极PEEK

OD: 10 mm

ID: 5 mm012746LAUE 金电极PEEK

OD: 6 mm

ID: 3 mm002421

AUE 金电极PEEK

OD: 6 mm

ID: 3 mm002014

AUE 金电极PEEK

OD: 6 mm

ID: 1.6 mm002314SAUE 金电极PEEK

OD: 3 mm

ID: 1.6 mm

002010MAUE 金微电极玻璃

OD: 4 mm

ID: 100 µm

OD: 4 mm

ID: 25 µm

OD: 4 mm

ID: 10 µm

002420PTE 铂电极PEEK

OD: 10 mm

ID: 5 mm012745

LPTE 铂电极PEEK

OD: 6 mm

ID: 3 mm002422

PTE 铂电极PEEK

OD: 6 mm

ID: 3 mm002013

PTE 铂电极PEEK

OD: 6 mm

ID: 1.6 mm002313SPTE 铂电极PEEK

OD: 3 mm

ID: 1.6 mm

002009MPTE 铂微电极玻璃

OD: 4 mm

ID: 100 µm

002003

MPTE 铂微电极玻璃

OD: 4 mm

ID: 25 µm

002005

MPTE 铂微电极玻璃

OD: 4 mm

ID: 10 µm

002416

AGE 银电极PEEK

OD: 10 mm

ID: 5 mm002419AGE 银电极PEEK

OD: 6 mm

ID: 3 mm002011

AGE 银电极PEEK

OD: 6 mm

ID: 1.6 mm002315

SAGE 银电极PEEK

OD: 3 mm

ID: 1.6 mm

002016

NIE 镍电极PEEK

OD: 6 mm

ID: 1.5 mm

002273

MNIE 镍微电极玻璃

OD: 4 mm

ID: 100 µm

002252

PGBE 热解石墨电极 ( 基面 )PEEK

OD: 6 mm

ID: 3 mm002253

PGEE 热解石墨电极 ( 边层面 )PEEK

OD: 6 mm

ID: 3 mm002408

PFCE3 碳电极 *1

PEEK

OD: 6 mm

ID: 3 mm002409PFCE1 碳电极 *1

PEEK

OD: 6 mm

ID: 1 mm

SPFCE1 碳电极 *PEEK

OD: 3 mm

ID: 1 mm002019PDE 钯电极PEEK

OD: 6 mm

ID: 1.6 mm002319SPDE 钯电极PEEK

OD: 3 mm

ID: 1.6 mm

012585

FEE 铁电极PEEK

OD: 6 mm

ID: 3 mm002018

FEE 铁电极PEEK

OD: 6 mm

ID: 1.5 mm

012584CUE 铜电极PEEK

OD: 6 mm

ID: 3 mm002017CUE 铜电极PEEK

OD: 6 mm

ID: 1.6 mm

002210CPE 碳糊电极 *2

PEEK

OD: 6 mm

ID: 3 mm002223

SCPE 碳糊电极 *2

PEEK

OD: 3 mm

ID: 1.6 mm

光谱电化学

011854流动池玻璃玻璃伏安电化学池MAUE 金微电极
MAUE 金微电极对电极

002004002006

工作电极

80 网孔

参比电极

PEEK

1

仪器设备

工作电极的完整列表

		我们还提供电极定制。 电极抛光请参考 PK3 抛光套件（本目录 32 页）*1. 塑性成型碳电极 (PFCE) 是由三菱铅笔有限公司和国家先进工业科学和技术研究所 (AIST) 合作创制的。
*2. 002210 CPE 碳糊电极产品中无碳糊填充，001010 CPO 碳糊油基为另购品项。

ALS 产品手册下载链接请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

品检数据

其它

ALS 电化学 support product
http://als-japan.com.cn/support-product-manual.html

https://www.als-japan.com/dl/

电极品检数据在线阅览用于伏安法的常规工作电极

15

工作电极
仪器设备

光刻 / 石英基板电极环盘平板电极

由日本 NTT 生活环境研究所（现 NTT 厚木研发中心）研发的环盘平板电极，是在石英玻璃基板上形成了环盘形状导电层的光刻
平板电极，有碳，金和铂三种工作电极材料可供选择，一般用于壁喷射流动池。盘电极的直径为 3 mm，环电极的外径为 6 mm,
内径为 4 mm，电极金属层的厚度约为 0.05 ～ 0.15 µm。使用壁喷射流动池时，在微小流量状态下的库仑电解效率极高。 因为
在中间盘电极上的氧化（或还原）反应的效率可达 100%，所以具有同时对试样进行定性和定量分析，亦可对后续化学反应进行解
析等的特点。
参比电极

此外，该电极能够通过表面固定锇凝胶 / 辣根过氧化物酶 (HRP)( 由德克萨斯大学，亚当海勒教授开发 ) 在 0 V 检测过氧化氢。因此，用不同的酶修饰在这种印刷电极上，可以应用于各种 FIA( 流动注射分析 ) 系统。

工作电极

产品编号

品名

002081

金环盘平板电极 (3 个装 )002082

铂环盘平板电极 (3 个装 )002083

碳环盘平板电极 (3 个装 )002081

尺寸 : 12.5 x 22 x 0.5 mmt

对电极

电导率电极
载流电极和电位差测量电极的各个铂金端子在石英基板上光刻形
成。测定电势差的两个电极之间的距离，可以在 40 µm( 微米 ) 至
250 µm 之间进行调节。

011598

伏安电化学池

011316

间隔

示意图
流动池

a-a'

12

F
10

C

a'

光谱电化学

D

G

H

单位 : mm

产品编号

G
100 µm

H

铂金

50 µm

D
100 µm

品名B

B
电势差测量电极

a

100 µm
10 µm
B
E
20 µm
C
F 30 µm

载流电极

A

E

B

接点

2.5

A

连接片

线宽 :
A & H: 1 mm
B,E,C,F,D,G: 10 µm

单位 : µm

C

D

E

F

G

40

140

10

80

250

90

20

30

200

120

50

100

60

230

C

40

D

140

90

E

10

20

120

F

80

30

50

60

G

250

200

100

230

160
160

技术参数

011316电导率电极带接头连接片 *011598电导率电极 (3 个装 )无接头连接片* 使用下列接头可便于和带接头连接片的电导率电极连接。
● 011839 印刷电极用接头● 011840 印刷电极用 IC 夹子 (4 个 )其它

16

光刻 / 石英基板电极请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

工作电极
仪器设备

IDA 电极
叉指阵列 (IDA) 微电极是为了能使用及其少量的试样进行电化学测量而研发的。IDA 电极可应用于检测和分析少量试样中的化合
物。IDA 电极是通过使用光刻技术制造的微电极图案。电极由 65 对叉指构成。在每对叉指中，一个起氧化电极和另一个起还原
电极的作用。

单位 : mm

12

特点

参比电极

2

● 高灵敏度的 CV 测量● 少量试样的电化学测量● 小型一体化● 高速响应

对电极

绝缘钝化膜

参比电极

应用

工作电极

20

● 电化学测量
● 电导率测量
● 生物传感器 / 化学传感器● 化学修饰电极
● 化学反应过程控制工作电极 #1

对电极

ALS 电化学 support product
http://als-japan.com.cn/support-product-manual.html

ALS 产品手册下载链接

工作电极 #2

石英基板 , t = 0.5 mm

IDA 电极 ( 金 ) 3 µm

IDA 电极 ( 金 ) 10 µm

IDA 电极 ( 碳 ) 10 µm

IDA 电极 ( 金 ) 2 µm

伏安电化学池高灵敏度
IDA 电极 ( 铂 ) 3 µm

IDA 电极 ( 铂 ) 10 µm

超高灵敏度
IDA 电极 (ITO) 10 µm

IDA 电极 ( 铂 ) 2 µm

流动池

高灵敏度

产品编号

品名

超高灵敏度

技术参数
间隔 (µm)长度 (mm)对数

膜厚 *1

IDA 电极 ( 金 ) 10 µm

10

5

2

65

90 nm*2

012126

IDA 电极 ( 铂 ) 10 µm

10

5

2

65

90 nm*2

012127

IDA 电极 ( 碳 ) 10 µm

10

5

2

65

1.2 ± 0.1 µm

012128

IDA 电极 (ITO) 10 µm

10

5

2

65

100 ± 20 nm

012129

IDA 电极 ( 金 ) 3 µm

3

3

2

65

90 nm*2

012130

IDA 电极 ( 铂 ) 3 µm

3

3

2

65

90 nm*2012257

IDA 电极 ( 金 ) 2 µm

2

2

2

65

90 nm*2012258

IDA 电极 ( 铂 ) 2 µm

2

2

2

65

90 nm*2011066

IDA 电极连线套件便于 IDA 电极和电位仪的导线连接011464参比电极用 Ag/AgCl 油墨 (2.0 mL)

可使电势稳定其它012125光谱电化学宽度 (µm)*1. 膜厚均为参考值。
*2. 金和铂金涂层下面使用了约为 10 nm 的钛涂层作为粘合层。若加上粘合层的厚度，总膜厚约为 100 nm。

请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

光刻 / 石英基板电极

17

工作电极
仪器设备

IDA 电极 ( 无绝缘膜 )扩大图

可以在 IDA 电极上印加交流电压并测其电流值，从电容量来计
算 介 电 常 数。 但 对 于 带 绝 缘 膜 的 IDA 电 极， 膜 的 电 容 也 被 测量进去，使获得的测量值不精准。为了能更精确的测定介电常数，无钝化膜的 IDA 电极被添加进了产品目录。

2.6

单位 : mm

2.5
2.4

参比电极
工作电极 1( 阳极 )IDA 电极 ( 金 ) 3 µm

IDA 电极 ( 金 ) 10 µm

工作电极 2( 阴极 )IDA 电极 ( 碳 ) 10 µm

IDA 电极 ( 金 ) 2 µm

工作电极
无绝缘膜

无绝缘膜

无绝缘膜

高灵敏度
IDA 电极 ( 铂 ) 3 µm

IDA 电极 ( 铂 ) 10 µm

无绝缘膜

超高灵敏度

IDA 电极 (ITO) 10 µm

IDA 电极 ( 铂 ) 2 µm

对电极
无绝缘膜

无绝缘膜

无绝缘膜

高灵敏度

伏安电化学池产品编号

品名012259012262

无绝缘膜

超高灵敏度

技术参数
宽度 (µm)间隔 (µm)长度 (mm)对数

膜厚 *1

IDA 电极 ( 金 ) 10 µm（无绝缘膜 )

10

5

2.5

65

90 nm*2

IDA 电极 ( 铂 ) 10 µm（无绝缘膜 )

10

5

2.5

65

90 nm*2流动池

012266

IDA 电极 ( 碳 ) 10 µm（无绝缘膜 )

10

5

2.5

65

1.2 ± 0.1 µm

012265

IDA 电极 (ITO) 10 µm（无绝缘膜 )

10

5

2.5

65

100 ± 20 nm

012260

IDA 电极 ( 金 ) 3 µm（无绝缘膜 )

3

3

2.5

65

90 nm*2012263

IDA 电极 ( 铂 ) 3 µm（无绝缘膜 )

3

3

2.5

65

90 nm*2012261

IDA 电极 ( 金 ) 2 µm（无绝缘膜 )

2

2

2.5

65

90 nm*2012264

IDA 电极 ( 铂 ) 2 µm（无绝缘膜 )

2

2

2.5

65

90 nm*2*1. 膜厚均为参考值。
*2. 金和铂金涂层下面使用了约为 10 nm 的钛涂层作为粘合层。若加上粘合层的厚度，总膜厚约为 100 nm。

IDA 电极连线套件
IDA 连线套件最合适 IDA 电极的连接。IDA 电极由石英玻璃构成而易破裂，当你插入或取出 IDA 电极时要非常小心。
光谱电化学1) 将 IDA 电极放进连接口2) 将特氟龙固定垫片插入连接口

IDA 电极连线

ALS 技术说明 technical
http://als-japan.com.cn/technical-note.html

技术说明和视频资料

产品编号

品名

其它

011066

IDA 电极连线套件

012970电极固定垫片 ( 特氟龙 )

1

迷你钳

1

连线

1

内含品项

18

电极固定垫片光刻 / 石英基板电极

数量011066迷你钳请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

对电极我们供应四种不同形状的对电极。客户可根据实验条件来选择合适的对电极。对电极亦可定制。

对电极

仪器设备

3

参比电极
工作电极

30 mm

57 mm

012198

50 mm
15 mm

4 mm
002222012962

对电极

012961012963002233产品编号

直径铂对电极 5.7 cm

品名

5.7 cm

0.5 mm

SVC-2, VC-4, 平板材料评价用电化学池

用途002233铂对电极 5 cm

5 cm

0.5 mmSVC-3012961铂对电极 23 cm*

23 cm

0.5 mm

RRDE, 整体电解 , SVC-3

012962

金对电极 23 cm*

23 cm

0.5 mm

RRDE, 整体电解 , SVC-3

012963镍对电极 23 cm*

23 cm

0.5 mm

RRDE, 整体电解 , SVC-3

012198流动池用对电极

5 cm

1.6 mm不锈钢管 , 用于流动池 (LC, EQCM, SEC-3F)

伏安电化学池长度

002222* 绕成线圈状

流动池

技术简介
对电极的作用光谱电化学对于一个三电极的恒电位仪系统，测量时在工作电极和参比电极之间施加电压后，测量工作电极和对电极之间流过的电流大小。电流通过电路的条件是在工作电极和对电极上能进行电子转移反应。对电极的主要功能是提供第二电子转移反应的场所。
对电极的重要参数是其表面积。对电极需要有足够大的表面积，才能迅速传导工作电极产生的电流。如果当常规伏安工作电极用于静态伏安法测量时，5 cm 长的铂对电极的表面积已经足够使用。然而，对于有大电流产生的反应，例如整体电解等，则需要更大面积的对电极，比如 23 cm 长 的铂对电极 23 cm（产品编号 012961）。该对电极亦可作为如旋转环盘电极测量
用的对电极。
电解池的形状也很重要。在电解过程中，为了避免在对电极上生成的电解产物的污染，需将其与工作电极隔离开，单独放置在一个隔离室中。对于一些电化学测量，例如循环伏安法，因为测量时间短，可以忽略对电极的电解产物污染的影响。因此将对电极隔离的方法不太常用。某些情况下，把对电极隔离开，由于隔膜 ( 烧结玻璃）会增加对电极和参比电极之间的电阻，有时会发生一些问题。然而，在溶液进行整体电解的情况下，由于电解时间长，工作电极周围的溶液搅拌，为防止两个电极之间的产物流动扩散，有必要将对电极单独隔离出来。

其它请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

对电极

19

伏安电化学池伏安电化学池仪器设备

5伏安电化学池SVC-2 伏安电化学池

4 种应用方式

吹扫气管

参比电极

SVC-2 伏安电化学池是为了让一个电化学池具有 4 种使用方式而设计的
多功能便捷型电化学池。尤其是具有可密封性，对于那些易受溶解氧影响的测量相当有效。装上外径 9.0 mm 试样架桥管后，可以进行微量试样
（100~200 µL）的测量。

参比电极

工作电极

SVC-2 特点和特氟龙杯盖上各个孔的位置

工作电极● 适应于各种类型的电极● 试样体积 5 至 10 mL● 易于除去溶解氧对电极

SVC-2 特氟龙杯盖ABA: 用于 OD( 外径 ) 为 9，10 mm 的电极
B: 用于 OD 为 4, 6 mm 的电极适配小套管 : 用于 OD 为 6 mm 的电极

产品编号
对电极

012668

品名
SVC-2 伏安电化学池
内含品项

适配小套管

012668

工作电极和参比电极须另外购买。内含品项的商品
均可分别单独购买。单独购买时试样杯 (20 mL) 为
10 个装。

数量(001056)试样杯 (20 mL)

7002222铂对电极 5.7 cm

1012670

SVC-2 特氟龙杯盖

1(010537)

吹扫气管 (ETFE), 30 cm

1

伏安电化学池可选购品项
012177外径 9.0 mm 试样架桥管 (2 个装）

每种使用方式的简介及操作方法
常用工作电极
工作电极 ( 外径 6 mm)

外径 10 mm 工作电极
参比电极

工作电极 ( 外径 10 mm)

参比电极

流动池

适配小套盖

把特氟隆适配小盖放入 SVC-2 特氟龙杯盖上的 A 孔中，需要在无氧环境下工作时，特氟龙适配小盖可用硅胶 O 型圈进行密封安装。
如果不需要无氧环境，可以从特氟龙杯盖中将硅胶 O 型圈取出。

从 SVC-2 特氟龙杯盖中取出特氟龙适配小盖。外径 10 mm 的工
作电极可直接安装到特氟龙杯盖中。电极上附带的黑色 O 型圈能
与 A 孔内壁紧贴并密封，便于需
要无氧环境的测量。

密封用硅胶 O 型圈

光谱电化学

微工作电极

微量试样
对电极
工作电极 ( 外径 6 mm)
外径 9.0 mm 试样架桥管

参比电极

参比电极

其它

从 SVC-2 特氟龙杯盖中取出特氟龙适配小盖，然后将外径 9.0 mm 试
样架桥管 ( 可选购品项 ) 放入 A 孔
中，将工作电极和对电极放入试样架桥管中。
不适用于需无氧环境下的测量

20伏安电化学池微工作电极

外径 9.0 mm 试样架桥管从 SVC-2 特氟龙杯盖中取出特氟龙适配小套盖，然后将外径 9.0mm 试样架桥管 ( 可选购品项 )放入 A 孔中。将参比电极放入试
样架桥管中。

请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

伏安电化学池SVC-3 伏安电化学池

VC-4 伏安电化学池可对少量试样进行测量● 试样体积 5 至 10 mL● 适用于各种类型的电极● 容易除去溶解氧● 试样体积 1 至 3 mL
● 包含专用的电化学池底部支座● 适合标准型电极 (6 mm 外径 )

参比电极

A

仪器设备

常规伏安电化学池A

B

A : 用于 OD( 外径 ) 为 6 mm 的电极B : 用于 OD 为 4, 6 mm 的电极

012669参比电极须另外单独购买

品名012669

SVC-3 伏安电化学池(001056)试样杯 (20 mL)

002233012671(010537)

产品编号

工作电极

产品编号

011224参比电极须另外单独购买

品名011224VC-4 伏安电化学池

7(011504)试样杯 (5 mL)

7铂对电极 5 cm

1002222铂对电极 5.7 cm

1

SVC-3 特氟龙杯盖

1011226

VC-4 特氟龙杯盖1

吹扫气管 (ETFE), 30 cm

10112275 mL 试样杯用底部支座

1(010537)

吹扫气管 (ETFE), 30 cm

1

内含品项

铂对电极 23 cm

012963镍对电极 23 cm

整体电解用电化学池

大电流完全电解对象组分

平板材料评价用电化学池

平板材料评价用这 款 产 品 适 用 于 整 体 电 解 反 应。
使用有网状构造的碳电极来获得足够的电极表面积，从而得到较
高的电解产率。我们还提供作为
可选购品项的水夹套电化学池和铂丝纱网电极。

流动池为便于测量平板状试样材料如金属板，
半导板，等等而开发的这款电化学池使
用非常简便。在测量时只需将试样平板
夹在两个池模块之间即可。

参比电极须另外单独购买013647

产品编号
产品编号

品名

品名

013647

SBC 整体电解用电化学池

数量012632试样杯 (100 mL)

1

特氟龙电化学池 ( 主体部 )1012961铂对电极 23 cm

1

特氟龙电化学池 ( 底座部 )1013648

SBC 特氟龙池盖 ( 整体电解用）

1

特氟龙池盖

1

013616

PCE 多孔碳电极

1

O 型圈（氟橡胶）1

001198对电极专用盖

1

螺丝 20 mm ( 长度 )2001196

对电极专用隔离室

1

002222铂对电极 5.7 cm

1001236

对电极专用 O 型圈1(010537)

吹扫气管 (ETFE), 30 cm

1009131端口塞子

1000178搅拌子

1(010537)

吹扫气管 (ETFE), 30 cm

011951

平板材料评价用电化学池

内含品项

数量

光谱电化学

内含品项

伏安电化学池011951参比电极须另外单独购买

数量

对电极

可选购品项
012961

内含品项

数量

其它

1

可选购品项

请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

013580碱性溶液用试样杯 (100 mL)(10 个装 )012652水夹套玻璃试样杯 (100 mL)伏安电化学池21

伏安电化学池仪器设备伏安电化学池011504001056012672012632参比电极工作电极

012652013580013581001209对电极

001051

伏安电化学池013596013582流动池
（每个尺寸的公差约为 ±0.5 mm。内径 (ID) 为杯口的尺寸）
光谱电化学

产品编号

品名

容量 (mL)

外径 (mm) 内径 (mm)

高 (mm)

用途

011504试样杯 (10 个装 )*1

5

18

15.6

30

VC-4

001056

试样杯 (10 个装 )*1

20

28

25.6

50

SVC-2, SVC-3*1其它

012632

试样杯

100

50

46.4

72

RRDE-3A, 整体电解用电解池

013580碱性溶液用试样杯 (10 个装 )*2

100

51.5

46.5

72

RRDE-3A, 整体电解用电解池

013581

碱性溶液用试样杯 (8 个装 )*2

200

67

62

72

RRDE-3A, 整体电解用电解池

012672水夹套玻璃试样杯

5

40

15.6

40

VC-4

001051水夹套玻璃试样杯

20

55

25.6

50

SVC-2, SVC-3

012652水夹套玻璃试样杯

100

70

46.4

80

RRDE-3A, 整体电解用电解池

013596

CV 测量用特氟龙杯盖 (100 mL 用 )100 mL 试样杯适配用

013582

RRDE-3A 测量用特氟龙杯盖 (200 mL 用 )200 mL 试样杯适配用

00120920 mL 试样杯用底部支座

SVC-2, SVC-3*1 材料 : 玻璃 *2 材料 : PMP ( 聚甲基戊烯 )22伏安电化学池请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

流动池

电化学流动池

仪器设备

流动池

6

电化学流动池用工作电极参比电极

电化学流动池用的工作电极被嵌入安装于 PEEK 树脂块中。这种树脂可以防止外部噪声对电极的影响，具有高硬度并对有机溶剂有优良的耐药品性，无论流动相的组分如何，研究人员均可将其用于高效液相色谱法等流动体系的测定。在液相色谱研究中，
通常使用玻碳对溶液的氧化还原反应进行研究。铂，金，碳糊，镍电极用于特定的研究目的。

特点
工作电极

● 优良的耐化学药品性● 工作电极易维护● 工作电极可以用 PK-3 电极抛光套件进行抛光001002009908001016

品名

外形尺寸

用途

双电极

玻碳电极 ( 双 / 直径 3 mm)

25 × 25 mm

一般的氧化还原测量001002金电极 ( 双 / 直径 3 mm)

25 × 25 mm

硫醇类化合物的测量

001012铂电极 ( 双 / 直径 3 mm)

25 × 25 mm

过氧化氢以及氧化物的测量

001008银电极 ( 双 / 直径 3 mm)

25 × 25 mm

含氰基硫化物的测量

001009镍电极 ( 双 / 直径 3 mm)

25 × 25 mm

通过化学修饰对氨基酸的测量001004碳糊电极 ( 双 / 直径 3 mm)

25 × 25 mm

使用碳糊的修饰电极测量

001006

玻碳 / 金电极 ( 直径 3 mm)

25 × 25 mm

其它012583

玻碳 / 铂电极 ( 直径 3 mm)

25 × 25 mm

其它012124玻碳电极 ( 单 / 直径 3 mm)

25 × 25 mm

一般的氧化还原测量001016

玻碳电极 ( 单 / 直径 6 mm)

25 × 25 mm

一般的氧化还原测量

000999PFCE 碳电极 ( 单 / 直径 3 mm)

25 × 25 mm

一般的氧化还原测量011155金电极 ( 单 / 直径 3 mm)

25 × 25 mm

硫醇类化合物的测量

009908铂电极 ( 单 / 直径 3 mm)

25 × 25 mm

过氧化氢以及氧化物的测量

010251碳糊电极 ( 单 / 直径 3 mm)

25 × 25 mm

使用碳糊的修饰电极测量

伏安电化学池单电极

001000

对电极

产品编号

流动池

单电极 / 壁喷射流动方式工作电极的构造

i

E1

光谱电化学

双玻碳电极一般被认为是常用于交叉流动池的工作电极。这是由
两个直径 3 mm 的玻碳电极，以串联方式设置。此外，它可以被旋转 90 度成并联方式使用。应用双电极串联方式可提高选择性。
在并联方式下，可以通过施加不同电势而产生的响应比来鉴定物质。对于双电极，还可使用跳线连接头将两个电极连接，使电极
表面积增加一倍，来提高分析的灵敏度。此外我们也供应铂 / 金
电极以及其它材料的工作电极。

ET

双电极 , 串联 / 交叉流动方式
i

E

E2

E1

T

双电极，并联 / 交叉流动方式
E

其它

i

E1

002245 双电极用跳线连接头E2
T请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

电化学流动池

23

流动池
仪器设备

电化学交叉流动池在 1 mL/min - 100 µL/min 流速下，电化学交叉流动池对电活性物质的检测水平可达 10E-15 mol( 飞母托摩尔 ) 级。
特点对电极RE-3VT 参比电极垫片● HPLC( 高速液相色谱 ) 检测用工作电极● 可用于流动注射分析● 可用于生物传感器的研发

参比电极

工作电极

电化学交叉流动池的示意图

进口
工作电极

产品编号
012798

出口

检测器

垫片

品名
电化学交叉流动池* 工作电极，参比电极，垫片为另购品。

电化学壁喷射流动池壁喷射流动池是为微孔色谱测定而研发的。当流速为
10 µL/min( 微升 / 分钟 ) 或更低时，其检测效率会提高。

对电极

对电极
垫片

这种流动池是由薄层电极和对称设计构成。试样的壁射流，射到电极的表面上，呈三维扩散。当试样液直接射到薄层电极上后，液体从电极的中心向周围流动，提高了检测灵
敏度。

工作电极

伏安电化学池RE-3VT 参比电极电化学壁喷射流动池的示意图
出口
流动通道
出口 进口

流动池

产品编号
012799

品名电化学壁喷射流动池垫片* 工作电极，参比电极，垫片为另购品。

检测器

可选购品项
光谱电化学

产品编号

其它

24

品名

013488

RE-3VT 螺纹型参比电极 (Ag/AgCl)

013850RE-7VN 螺纹型非水参比电极

001046

TG-2M 聚四氟乙烯垫片 ( 交叉流动 )/ 厚度 12 µm(4 个装 )001047

TG-5M 聚四氟乙烯垫片 ( 交叉流动 )/ 厚度 25 µm(4 个装 )001048TG-6M 聚四氟乙烯垫片 ( 交叉流动 )/ 厚度 50 µm(4 个装 )012801

TG-8M 聚四氟乙烯垫片 ( 交叉流动 )/ 厚度 100 µm(4 个装 )001146

TG-2MR 聚四氟乙烯垫片 ( 壁喷射流动 )/ 厚度 12 µm(4 个装 )001147

TG-5MR 聚四氟乙烯垫片 ( 壁喷射流动 )/ 厚度 25 µm(4 个装 )001148TG-6MR 聚四氟乙烯垫片 ( 壁喷射流动 )/ 厚度 50 µm(4 个装 )012802

TG-8MR 聚四氟乙烯垫片 ( 壁喷射流动 )/ 厚度 100 µm(4 个装 )002245双跳线接头

0129120.04"（英寸）单线接头 (2 个装 )电化学流动池请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

流动池
仪器设备

QCM
EQCM 流动池
QCM 和流动池

QCMT 流动池套件组成

PMP 有机玻璃流动池 ,PMP 电化学
池 , PMP 电化学池盖 , 流动池底座
支架 , 铂对电极 , 密封接头 PEEK,
固定用螺丝 , 硅胶 O 型圈 , 聚四氟
乙烯管

参比电极

进口
出口

参比电极

对电极

工作电极

QCM 流动池测量方式

石英晶振片

EQCM 静态池测量方式

石英晶体微量天平 (QCM) 技术对确定许多化合物，例如金属蛋白，金属离子和硫醇偶联的寡核苷酸等非常有效。当物质吸附到电极表面时石英的谐振频率发生变化。通过这种独特的方法 , 该产品能够用于超微定量分析。
QCM 流动池可上下翻转使用。只要将池模块倒置，即可从静态测量变为流动测量。

金盘石英晶振片

品名金盘石英晶振片 (5 个装 )013447

铂盘石英晶振片 (3 个装 )012772

带接头空白石英晶振片 (5 个装 )012167RE-1B 参比电极 (Ag/AgCl)

013613RE-1BP 参比电极 (Ag/AgCl)

013848RE-7N 非水系参比电极可选购品项伏安电化学池

0136105.1 mm

QCMT 流动池套件

13.7 mm013486对电极产品编号013610频率 : 7.995 MHz( 兆赫 )ALS 电化学 support product
http://als-japan.com.cn/support-product-manual.html

ALS 产品手册下载链接

EQCM 流动池对电极两个池模块均用 PMP 材料构成。具有高耐化学药品性质。和 QCM 一样，这个池可上下翻转使用。只要将池模块倒置，即可从流动测量变为静态测量。

参比电极

出口

流动池

用一个独特的流动池将 QCM 和电化学测量结合

进口

光谱电化学

产品编号

品名

013487

EQCMT 流动池套件

013610金盘石英晶振片 (5 个装 )013447

铂盘石英晶振片 (3 个装 )012772

带接头空白石英晶振片 (5 个装 )013488

RE-3VT 螺纹型参比电极 (Ag/AgCl)

013850RE-7VN 螺纹型非水参比电极

可选购品项

石英晶振片

PMP 流动池 , PMP 电化学池 , PMP 电化学池
盖 , 铂对电极 , 不锈钢管 ( 流动池用对电极 ),密封接头 PEEK, 固定用螺丝 , 硅胶 O 型圈 ,聚四氟乙烯管请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

其它

EQCMT 流动池套件组成

ALS 电化学 support product
http://als-japan.com.cn/support-product-manual.html

ALS 产品手册下载链接

QCM 和 EQCM 流动池

25光谱电化学

光谱电化学

仪器设备

7

光谱电化学 (SEC) 主要用于电化学反应机理和电解质溶液与电极之间的界面结构的研究。
随着这一领域及其相关技术的显著进步，使得光谱电化学 (SEC) 在广泛的领域得到应用。通过使用这种电化学特性表征可能的体系，
使得只用伏安法很难从理论上阐明的可逆或准可逆体系的吸光度和电势之间的关系得到了充分的解决。
典型的例子是氧化还原酶细胞色素 c 和亚甲蓝。
参比电极

应用

工作电极

● 实时监测氧化还原反应的色度变化
● 电极 / 溶液界面上的电荷传递过程研究● 电极附近 / 表面的光谱测量● 电解产物和中间体的吸收光谱测量● 浓度，扩散系数和寿命等参数测量

比色皿型薄层光谱电化学池对电极

SEC-CT 石英玻璃薄层光谱电化学池套件

SEC-CT 石英玻璃薄层光谱电化学池套件使用铂丝或金丝网电极作为工作电极。
我们供应 0.5 和 1.0 mm 两种光程长度的比色皿型薄层光谱电化学池。丝网状工作电极安装后，
石英池底部的中心向上 15 mm 处，直径约为 6 mm 的区域为光学活性测量区域。我们推荐使用 RE-1B，RE-1BP 或 RE-7N 参比电极。
伏安电化学池特点● 提供两种光程长度 (0.5 和 1.0 mm)● 可使用外径为 6.0 mm 的参比电极● 提供两种材料的工作电极 ( 金或铂金 )● 可用于一般的光谱仪

流动池

组成

SEC-CT 石英玻璃薄层光谱电化学池套件

光谱电化学
其它

SEC-CT 薄层光谱电化学池
http://als-japan.com.cn/1353.html

SEC2020 光谱仪测量系统

26

比色皿型薄层光谱电化学池光谱电化学测量系统设置

请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

光谱电化学光程长度 1.0 mm 的薄层光谱电化学池

工作电极的种类

012017RE-1BP仪器设备

光程长度 1.0 mm 的薄层光谱电化学池

011498光程长度 1.0 mm 最适合用于进行基本的光谱电化学测量。从理论上说，当试样的浓度减半时，其可得到与 0.5 mm 光程长度相同的测量结果。

ALS 电化学 support product参比电极

http://als-japan.com.cn/support-product-manual.html

ALS 产品手册下载链接6* 丝网工作电极的引线上套着聚四氟乙烯 (PTFE) 收缩管。

产品编号

品名

013716

SEC-CT 石英玻璃薄层光谱电化学池套件 ( 铂 )013717

SEC-CT 石英玻璃薄层光谱电化学池套件 ( 金 )013703

SEC-C/C05 用铂对电极

1013718

SEC-CT 石英玻璃薄层光谱电化学池

1011501

SEC-C 特氟龙池盖

1(010537)

吹扫气管 (ETFE), 10 cm

构造

数量

1

工作电极
6.5

数量

SEC-C 铂丝纱网工作电极

013716 内含品

1012017

SEC-C 金丝纱网工作电极

013717 内含品

1对电极

011498

可选购品项

12

1.0

12.5

光透射位置

工作电极

内含共通品项

单位 : mm012167RE-1B 参比电极 (Ag/AgCl)

013613RE-1BP 参比电极 (Ag/AgCl)

013848RE-7N 非水系参比电极

伏安电化学池光程长度 0.5 mm 的薄层光谱电化学池

光程长度 0.5 mm 的薄层光谱电化学池

工作电极的种类

012607012606RE-1BP光程长度 0.5 mm 的电化学池的电解时间比 1.0 mm 的电化学池更短。
对于高挥发性有机溶剂中的测定，不稳定电解产物的测定等较为有效。
因达到电解平衡的时间短，可以得到稳定的测量结果。
* 光程长度 0.5 mm 的电化学池要使用其特定的工作电极。
光程长度 1.0 mm 用的工作电极不能在 0.5 mm 光程长度石英池使用。

流动池

5
ALS 电化学 support product
http://als-japan.com.cn/support-product-manual.html

ALS 产品手册下载链接* 丝网工作电极的引线上套着聚四氟乙烯 (PTFE) 收缩管。

产品编号

品名

013700SEC-C05T 石英玻璃薄层光谱电化学池套件 ( 铂 )013701

SEC-C05T 石英玻璃薄层光谱电化学池套件 ( 金 )013703

SEC-C/C05 用铂对电极

1013702

SEC-C05T 石英玻璃薄层光谱电化学池

1011501

SEC-C 特氟龙池盖

1(010537)

吹扫气管 (ETFE), 10 cm

1012606

SEC-C05 铂丝纱网工作电极

013700 内含品

1012607

SEC-C05 金丝纱网工作电极

013701 内含品

1

构造

数量

工作电极
6.5

请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

012167RE-1B 参比电极 (Ag/AgCl)

013613RE-1BP 参比电极 (Ag/AgCl)

013848RE-7N 非水系参比电极

比色皿型薄层光谱电化学池其它单位 : mm

数量

可选购品项

12

0.5

12.5

光透射位置

光谱电化学

内含共通品项

27

光谱电化学仪器设备

0.5 mm 和 1.0 mm 光程长度石英薄层光谱电化学池的比较
0.5 mm 与 1.0 mm 光程长度电化学池相比，电解时间在理论上为其一半。
另一方面，若想使用 1.0 mm 池来得到与 0.5 mm 池同样的结果的话，
在理论上所用样品的浓度需要减半 (1/2)。根据你的研究目的，你可以选择适当的光程长度池和工作电极。

参比电极

在比较 0.5 mm 与 1.0 mm 光程长度电化学池时，有时可能会由于实验条件等因素的影响而使实验值和理论值之间产生差异。
光程长度

优点

缺点

0.5 mm电解速度快难以维修保养

1.0 mm易于维修保养

电解速度慢

工作电极
300 nm
420 nm对电极

300 nm
420 nm伏安电化学池图 1-1 使用 0.5 mm 光程长度的石英薄层电解池测量波长为
300 nm 和 420 nm 的吸光度 随电解时间的变化曲线图 1-2 使用 1.0 mm 光程长度的石英薄层电解池测量波长为
300 nm 和 420 nm 的吸光度 随电解时间的变化曲线

将 2 mM 亚铁氰化钾（K4 [Fe(CN)6 ]) 的 1M KNO3 电解质溶液，在 0.6 V (vs. Ag/AgCl) 电极电位下进行电解，直至达到电解反应平衡。使用 2 mM 亚铁氰化钾 / 1M KNO3 溶液作为吸光度测量的参比溶液，原位测量在电解氧化反应过程中，
300 nm 和 420 nm 波长处的吸光度随时间的变化。

使用比色皿型光谱电化学池的测定例
流动池

使用 SEC-CT 光谱电化学池（光程长度为 1.0 mm）可在紫外可见波长范围内观测在电解氧化过程中被测物质溶液的吸收光谱随时
间的变化。使用循环伏安法 (CV) 测量 2 mM 亚铁氰化钾的氧化还原电位。
图 2-2 在工作电极上印加 0.25 V (vs. Ag/AgCl) 电位进行恒电位电解氧化 , 记录电解开始后 0s, 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s 时被测试样的示差（以电解开始的前的溶液作为吸收光谱测量的参比溶液）吸收光谱（光谱波长测量范围 250 nm - 550 nm）进行比较。

光谱电化学
其它

图 2-1 使用 Model 3325 双恒电位仪对 2 mM 亚铁氰化钾进
行恒电位电解的电流 - 时间变化曲线。

28

比色皿型薄层光谱电化学池图 2-2 2mM 亚铁氰化钾在不同电解时间示差吸收光谱的重叠图。

请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

光谱电化学仪器设备

SEC2020 光谱仪测量系统
广域波长 (200 nm ～ 1025 nm) 测量

光谱仪内部光学结构示意图
3

5
参比电极

2
4

6

1

工作电极

1. SMA905 接头 4. 光栅
2. 狭缝
5. 聚焦镜
3. 准直镜
6. 2048 像素 CCD

SEC2020 光谱仪测量系统是 SEC2000 的升级换代产品。该系统适合与恒电位仪配用进行光谱电化学测量以及其它各种方式的光谱测量。 通过高性能的光栅和光学设计，一台光谱仪可以实现从紫外到近红外（UV / VIS / NIR）的广域波长范围内的高灵敏度测量。

特点应用------● 光谱电化学测量● 溶液组成性质分析
● 薄膜厚度 / 组成测量● 荧光检测 *● 环境（水和土壤）分析
SEC2021

品名伏安电化学池● UV/VIS/NIR 测量广域波长光谱仪● 高灵敏度，高分辨率和高品质
● 配氘卤素光源● 配测量用底座和操作分析软件
● 配 SMA 905 接头● 配专用仪器保管箱
产品编号

对电极

该系统内含的光源，使用了紧凑型模块化氘卤素灯，测量时光源固定在附带的底座上。另外，光谱仪和光源配用上系统内附带的
SMA905 接头，便可以连接各种光纤和探头构成各种测量系统。

SEC2023

SEC2020 光谱仪测量系统
技术参数

检测器

2048 像素阵列 CCD

光谱检测范围

200 - 1025 nm光栅闪耀波长 (300 nm)

狭缝

25 µm

波长分辨率

1.3 nm光纤接头

SMA905

界面

USB 2.0

操作系统

WindowsTM 10 / 11

尺寸 ( 长 × 宽 × 高 )86 x 110 x 32 mm

型号

SEC2022

光源类型

氘卤素灯

波长范围

200 - 1700 nm

稳定性< 0.1 %

漂移
灯泡寿命

中心直径 : 600 µm< 0.25 %/h> 1000 h ( 氘灯 )NA=0.22

SEC2022

UV/VIS 准直透镜

SMA905 型接头

光谱电化学

光源

SEC2021-025-DUVN

流动池

光谱仪

型号

SEC2024> 2000 h ( 卤素灯 )光纤接头

SMA905尺寸 ( 长 × 宽 × 高 )100 x 165 x 46 mm
SEC2023

底座型号

SEC2024软件名称

SEC Spectra

其它

样池座型号

* 荧光检测应用时需另配光纤和高辉度光源。

请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

SEC2020 光谱仪测量系统

29

光谱电化学仪器设备

光谱电化学流动池SEC-3F 光谱电化学流动池

特点

参比电极

● 薄层池的测量● 可使用多种工作电极● 光程长可变● 连接光纤后可用于各种光纤型分光仪 ** 需要另外追加光纤和准直透镜配件
ALS 技术说明 technical
http://als-japan.com.cn/technical-note.html

技术说明和视频资料

产品编号

品名

工作电极

013684

SEC-3F 光谱电化学流动池

使用光谱电化学流动池时，可通过改变垫片的厚度来得到不同的光程长度。作为可选购品项，我们提供厚度为 100，250 及
500 µm( 微米 ) 的硅胶和特氟隆材料的垫片。SEC-3F 光谱电化学流动池只要外加准直透镜及光纤，便可与各种光纤型分光仪连接使用。
可以根据不同的研究目的来选择合适的工作电极和参比电极。我们供应 ITO，铂金，金或碳材料的栅格工作电极，RE-3V 螺纹型参比电极 (Ag/AgCl) 和 RE-7VN 螺纹型非水参比电极 (Ag/Ag+)。

对电极光谱电化学流动池的结构示意图

组成

对电极

准直透镜
进口
出口

Model 3325 双恒电位仪伏安电化学池硅胶垫片 500 µm
工作电极
参比电极
电脑

SEC2021 光谱仪

流动池

SEC2022 光源
SEC-3F

SEC-3F 光谱电化学流动池
http://als-japan.com.cn/1837.html

光谱电化学

可选购品项

1) 垫片

产品编号
012661

光谱电化学测量系统设置

品名厚度3) 参比电极
产品编号

500 µm013488

RE-3VT 螺纹型参比电极 (Ag/AgCl)

013850RE-7VN 螺纹型非水参比电极

012664

SEC-2F/3F T500 特氟龙垫片 (4 个装 )500 µm012665

SEC-2F/3F T250 特氟龙垫片 (4 个装 )250 µm012666

SEC-2F/3F T100 特氟龙垫片 (4 个装 )100 µm其它2) 光谱电化学流动池用的工作电极完整列表请参看下一页。 4) 光纤

产品编号

30

品名

SEC-2F/3F S500 硅胶垫片 (4 个装 )光谱电化学流动池

品名012667

SEC-2F/3F 400 µm 光纤 SR (25 cm)

012685

SEC-2F/3F 400 µm 光纤 SR (2 m)

013688

UV/VIS 准直透镜，200-2000 nm

请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

光谱电化学仪器设备

不同厚度垫片的吸光度比较
0.40.5 sec

0.35

500 µm29.5 sec
59.5 sec

Absorbance

0.3

250 µm

69.5 sec
119.5 sec

0.25

149.5 sec
0.2

179.5 sec
209.5 sec

0.15

239.5 sec
269.5 sec

0.1

参比电极

100 µm

0.05
0

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

Wavelength [nm]

图 3-1 不同厚度垫片的电解平衡时间的变化

图 3-2 维生素 B12 的衍生物复合体的电解光谱随时间的变化工作电极

在亚铁氰化钾的电解过程中分别使用 100，250 和 500 µm( 微米 ) 厚度的垫片，于 420 nm 处进行吸光度相对时间变化的研究使用 100 µm( 微米 ) 的垫片测定样品时，可在 40 秒内达到平衡状态 ( 图 3-1)。250 µm( 微米 ) 厚度的垫片被用于维生素 B12 的衍生物复合体电解光谱变化的监测 ( 图 3-2)。

光谱电化学电极
ITO 光学透明电极对电极

ITO( 铟锡氧化物 ) 电极通常用于光谱电化学测定。ITO 电极可透过可见光，但不能透过紫外光。
ITO 膜的厚度为 100±10 nm，其电阻率为 5 ± 1.5 Ω/sq*1。
产品编号

0134328 mm*1. 生产厂家保证值。
*2. 也可提供其它定做 ITO 电极。

ITO11 电极 8 x 27 x 1.1 mm(10 个装 )013435

ITO05 电极 8 x 27 x 0.5 mm(10 个装 )其它 *2013433

ITO11 电极 10 x 10 x 1.1 mm (10 个装 )013434

ITO11 电极 10 x 20 x 1.1 mm (10 个装 )013436

ITO05 电极 10 x 10 x 0.5 mm (10 个装 )013437

ITO05 电极 10 x 20 x 0.5 mm(10 个装 )伏安电化学池27 mm

品名013432

栅格电极

0126568 mm

品名012655

SEC-2F/3F 流动池用铂栅格电极

012656

SEC-2F/3F 流动池用金栅格电极

012657

SEC-2F/3F 流动池用碳栅格电极栅格的示意图
150

光谱电化学

27 mm

产品编号

流动池

栅格电极是通过将铂，金或碳材料沉积于石英玻璃上生成的。
石英玻璃基板的尺寸为 8 x 27 mm，厚度为 1 mm，栅格线宽为 100 µm，线间距为 150 µm。

100

150

ITO 电极

100

单位 : µm

其它

使用石英玻璃作为光程参比，对 ITO 电极和栅格电极 ( 金，铂和碳 ) 的
透光率进行比较。在紫外光范围的光不易透过 ITO 电极。在波长为 280
nm( 纳米 ) 的透光率约为 10％。但对于波长 400 nm 以上的可视光的
透射率可达 80％以上。与石英玻璃基板相比，栅格电极的透光率虽只约为 30％，但它可以在紫外光波长范围内使用。

栅格电极

参考数据 :SEC-CT 的铂丝纱网电极的透光率是 50 -55％。

请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

光谱电化学电极

31

其它
仪器设备

其它

8

PK-3 电极抛光套件抛光恢复工作电极表面活性参比电极抛光的目的是去除在工作电极表面上积聚的氧化还原反应产物。抛光操作可使工作电极在静态或流动池的测定中保持良好的状态。

抛光处理前
抛光处理后

工作电极
玻碳电极
对电极

随着电化学氧化还原反应的实验的反复进行，实验中的产物会
附着在电极的表面上，并会使电子传递速度逐渐衰减变慢。如果电子的传递速度变慢，将扩大氧化和还原峰之间的电势差。

用 PK-3 抛光工作电极表面的操作指南
伏安电化学池步骤 1通过抛光处理可恢复电极的表面状态，使电子传递速度再次增加。
因此，氧化和还原峰之间的电势差变窄，可再回到理想的循环伏
安图。

步骤 2

步骤 3

ALS 技术说明 technical
http://als-japan.com.cn/technical-note.html

技术说明和视频资料流动池

准备好玻璃板，贴上抛光垫，然后滴几滴抛光
液在抛光垫上。

握住 CV 电极并垂直放在抛光垫上。

产品编号

画圆或画 8 字进行打磨抛光（约 30 秒至 2 分钟左右）。用蒸馏水冲洗电极表面。
品名013223PK-3 电极抛光套件0126200.05 µm 氧化铝抛光液 (20 mL)

最后精抛光用1012621

1 µm 金刚砂抛光液 (10 mL)

中级抛光用

1

内含品项
光谱电化学

013222

用途数量

氧化铝抛光垫

最后精抛光用10

金刚砂抛光垫

中级抛光用

10PK-3 用玻璃板

玻璃板用于贴抛光垫

可选购品项

1
用途

其它

0132346 µm 金刚砂抛光液 (10 mL)

粗抛光用

012600氧化铝抛光垫 (20 个装 )最后精密抛光用

012601

金刚砂抛光垫 (20 个装 )中级抛光用

012610粗抛光垫 (20 个装 )粗抛光用

012611

砂纸 UF800(20 个装 )*PG 和 PFGE 电极抛光用* 用砂纸打磨抛光时只能用蒸馏水。热解石墨电极 (PGE) 和塑料成型碳电极 (PFCE) 不能用氧化铝和金刚砂打磨抛光。

32PK-3 电极抛光套件请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

其它
仪器设备

玻璃碳

特点

参比电极

● 在惰性气体或真空中耐高温可达 3000℃● 高纯度碳材料
● 极强的耐腐蚀性● 抗气体和液体渗透，无气孔● 不被熔融物 ( 无机盐 , 金属等 ) 浸润
● 高硬度和高强度● 比重小，可讯速加热和冷却● 高品质的表面加工，抛光时无颗粒产生● 热膨胀率低，便于高温下使用● 极强的抗热冲击性● 各向同性的物理和化学性质● 优良的导电性
● 良好的生物相容性工作电极我们经销各种高纯度玻璃碳材料。能提供客户所需特殊的形状如管状，圆盘状等材料或其他定制服务。

对电极

玻璃碳特性
玻璃碳简称玻碳 , 是具有相当独特结构的碳素材料。这种材料含有随意组合的基面和边层面。右图为 G. M. Jenkins 和 K. Kawamura 发表的玻璃碳结构示意图。玻璃碳作为优质的材料，可以在分析化学领域应用，例如作为电化学测量，高速液相色谱法检
测，生物传感器等的电极使用。

伏安电化学池可定制的产品尺寸范围

产品编号

品名

La: Intraplanar Microcrystaline Size, Lc: Interplanar Microcrystaline Size
G.M. Jenkins and K. Kawamura: Nature 231,175 (1971).
流动池圆棒型 : 最大长度根据直径而不同 ：直径 1mm / 最长 340mm ；直径 2 mm / 最长 480 mm ；直径 3 mm / 最长 600 mm
平板型 : 面积在 300×300 mm 以内 ; 厚度为 0.3, 0.5 mm 或 1 至 6 mm 之间
薄膜型 : 面积在 100×100 mm 以内 ; 厚度为 60, 100 和 140 µm
此外，我们还能提供简单的钻孔，切割和抛光等加工服务。

尺寸 / 重量
圆棒型

物理性质
形状

薄膜型除外

薄膜型

1.42 g/cm3

1.54 g/cm3

R-1 玻碳棒

dia 1 x 100 mm

比重010762R-2 玻碳棒

dia 2 x 100 mm

含灰量010763R-3 玻碳棒

dia 3 x 100 mm

真空中最高耐热温度

平板型
012825P-1 玻碳板

10 x 10 x 1 mm

012086P-1 玻碳板

25 x 25 x 1 mm

012087P-2 玻碳板

25 x 25 x 2 mm

012088P-3 玻碳板

25 x 25 x 3 mm
薄膜型

F-100 玻碳薄膜25 x 25 x 0.1 mm
粉末型 ( 球形 )3000 ℃

1000 ℃
0%10-9cm2/s

10-11cm2/s

硬度

230 HV1

340 HV1

抗弯强度260 N/mm2

210 N/mm2

耐压强度

480 N/mm2

580 N/mm2

杨氏模量35 kN/mm2

热膨胀系数 (20 - 200℃ )2.6×10-6 1/K

3.5×10-6 1/K

012090S-12 玻碳粉

0.4 - 12 µm, 10 g

热传导 (30℃ )6.3 W/(m•K)

4.3 W/(m•K)

012091

S-20 玻碳粉

10 - 20 µm, 10 g电阻率

45 µΩ•m

50 µΩ•m

请在 ALS 网站 http://als-japan.com.cn 上确认最新信息。

玻璃碳

其它

012089< 100 ppm

气孔率
气体透过率

光谱电化学

01076133

日本 BAS 株式会社位于「东京晴空塔」的附近。

als-japan.com.cn

邮编 :
地址 :
电话 :
网址 :
邮箱 :

BAS 株式会社

131-0033
日本国东京都墨田区向岛 1 丁目 28 番 12 号
+81-3-3624-0331
http://als-japan.com.cn
sales@als-japan.com

For All Electrochemists
Presented by BAS Inc.

Rev. Nov/2023