ディジタルマルチメータ DM2571
確度

特記なき場合の条件は、シングル表示時、1時間以上のウオームアップ後、オートゼロ：オン、電源グラウンド：接続
TCALは校正時の周囲温度(工場校正時は23℃)＊1＊11＊12 ±■ AC電圧（真の実効値）（読み値の％＋レンジの％）■ DC電圧＊1 ±（読み値の％＋レンジの％）1年間
TCAL±5℃
0.0050+0.0035
0.0048+0.0007
0.0035+0.0005
0.0050+0.0006
0.0050+0.0010

レンジ＊2
100.0000 mV
1.000000 V
10.00000 V
100.0000 V
1000.000 V

温度係数＊3[/℃]
0.0005+0.0005

負担電圧100.0000μA
1.000000 mA
10.00000 mA
100.0000 mA
1.000000 A
3.000000 A
10.00000 A< 0.011 V< 0.11V< 0.04 V< 0.4 V< 0.7 V< 2.0 V< 0.5 V■ 抵抗＊1＊4

1年間
TCAL±5℃
0.050+0.025
0.050+0.006
0.050+0.020
0.050+0.005
0.100+0.010
0.200+0.020
0.150+0.010

温度係数＊3[/℃]
0.002+0.003
0.002+0.001
0.002+0.002
0.002+0.001
0.005+0.001
0.005+0.002
0.005+0.001

1年間
TCAL±5℃
0.010+0.004
0.010+0.001
0.010+0.001
0.010+0.001
0.010+0.001
0.040+0.001
0.800+0.010

温度係数＊3[/℃]
0.0008+0.0005±（読み値の％＋レンジの％）

レンジ＊2

試験電流

100.0000Ω
1.000000 kΩ
10.00000 kΩ
100.0000 kΩ
1.000000 MΩ
10.00000 MΩ
100.0000 MΩ

1 mA
1 mA
100 μA
10 μA
5 μA
500 nA
500 nA // 10 MΩ

0.0008+0.0001
0.0010+0.0002
0.0030+0.0004
0.1500+0.0002■ 導通テスト＊1 ±（読み値の％＋レンジの％）

レンジ＊2

試験電流

1 kΩ

1 mA

1年間
TCAL±5℃
0.01+0.03

温度係数＊3[/℃]
0.001+0.002■ ダイオードテスト＊1＊5 ±（読み値の％＋レンジの％）

レンジ＊2

試験電流

5V

1 mA
（代表値）

1年間
TCAL±5℃
0.01+0.03

温度係数＊3[/℃]
0.001+0.002±（DC入力確度+DC基準確度）

レンジ＊2

周波数
3 Hz 〜 5 Hz
5 Hz 〜 10 Hz
10 Hz 〜 40 Hz
40 Hz 〜 1 MHz＊8

1年間
TCAL±5℃
0.100
0.050
0.030
0.006

温度係数＊3
[/℃]
0.100
0.035
0.015
0.015

1年間
TCAL±5℃
0.09 ℃
0.08 ℃
0.06 ℃
0.08 ℃
0.12 ℃
0.22 ℃

温度係数＊3[/℃]
0.004 ℃

■ 温度 RTD＊9 （PT100に基づく確度）

レンジ−200 ℃ 〜−100℃−100 ℃ 〜 −20℃
−20 ℃ 〜 −20℃
+20 ℃ 〜 +100℃+100℃ 〜 +300℃+300 ℃ 〜 +600℃

分解能0.001 ℃

■ AC電圧・電流

E
JTKNRS
B

レンジ

分解能−200℃〜+1000℃−210℃〜+1200℃
0.002 ℃−200℃〜 +400℃−200℃〜+1372℃−200℃〜+1300℃ 0.003 ℃−50℃〜+1768℃−50℃〜+1768℃ 0.01 ℃+350℃〜+1820℃

0.2 ℃

0.03 ℃

0.3 ℃

0.04 ℃

0.4 ℃

0.05 ℃

1℃

0.14 ℃■ 温度 サーミスタ＊9 （2.2kΩ、5kΩ、10kΩ、ユーザタイプ）

レンジ

分解能

−80 ℃〜+150℃

0.001℃

周波数
10 Hz 〜 20 Hz
20 Hz 〜 40 Hz
40 Hz 〜 100 Hz
100 Hz 〜 200 Hz
200 Hz 〜 1 kHz＞1 kHz

1年間
TCAL±5℃
0.1℃

温度係数＊3[/℃]
0.003℃

2〜30.15

3〜40.30

4〜50.40

1/s（>3 Hz）
000000スピード
5/s（>20 Hz） 50/s（>200 Hz）
−
0.74
−
0.22
0.73
0.06
0.22
0.01
0.18
000

確度：±
（読み値の％+レンジの％）レンジ
1.000 nF
10.00 nF
100.0 nF
1.000 μF
10.00 μF
100.0 μF

1年間
TCAL±5℃
2.00+2.00
2.00+1.00

温度係数＊3[/℃]

0.05+0.01
2.00+0.40

DCはリーディングレート5/s（導通テスト/ダイオードテストは60（50）/s）、ACはリーディングレート1/sの正弦波入力20％のオーバレンジあり（1000Vdc 、3Adc 、10Adc 、750Vac、3Aac、10Aacレンジ
およびダイオードを除く）＊3 0℃〜18℃、28℃〜55℃＊4 4線抵抗測定、または2線抵抗測定でRelative測定機能を使用した場合＊5 入力端子で発生する電圧に対しての確度＊6 100mV以上の入力時、ゲートタイム1/s、正弦波＊7 入力信号の振幅は、レンジの10％〜120％、750Vac以下＊8 入力信号60mV以上、300kHz〜1MHzは100mVレンジにて＊9 プローブ誤差は含まれない＊10 シミュレーションされた接点を基準とする相対値＊11 レンジの5％以上の正弦波入力 ＊12 10Hz未満の周波数における確度は参考値＊13 50Hz未満および1kHzを超える周波数、
かつ200Vrmsを超える入力時の確度は参考値
100kHzを超える周波数、
かつ70Vrmsを超える入力時の確度は参考値＊14 入力はレンジの5％かつ10μAAC 以上の振幅、正弦波＊15 10Hz未満および5kHzを超える周波数における確度は参考値
10Hz〜20Hzで0.2Armsを超える入力、20Hz〜45Hzで3Armsを超える入力、
1kHz〜5kHzで1Armsを超える入力での確度は参考値
100μAレンジで、40Hz未満および1kHzを超える周波数における確度は参考値＊16 10Aレンジの測定は前面パネルのみ使用可
入力が5Armsより大きい場合は、温度上昇影響分として、1Aあたり2mAを追加＊17 レンジの10％以上のフィルムキャパシタ測定時、また1nFレンジの確度は参考値＊1[/℃]

1〜20.05●低周波追加誤差（読み値の％）

0.007 ℃
0.009 ℃

1年間
TCAL±5℃

温度係数＊3[/℃]
0.100+0.006
0.035+0.006
0.015+0.006
0.030+0.006
0.100+0.006
0.035+0.006
0.015+0.006
0.030+0.006
0.100+0.006
0.035+0.006
0.015+0.006
0.030+0.006
0.100+0.006
0.035+0.006
0.015+0.006
0.030+0.006
0.100+0.006
0.035+0.006
0.015+0.006
0.030+0.006

追加誤差

クレストファクタ追加誤差

0.005 ℃

温度係数＊3

温度係数＊3[/℃]
0.100+0.004
0.035+0.004
0.005+0.003
0.011+0.005
0.060+0.008
0.200+0.020
0.100+0.004
0.035+0.004
0.005+0.003
0.011+0.005
0.060+0.008
0.200+0.020●非正弦波時の追加誤差（読み値の％）■ キャパシタンス＊17■ 温度 熱電対＊9＊10 （ITS-90に基づく確度）

タイプ

3 Hz 〜 5 Hz
5 Hz 〜 10 Hz
10 Hz 〜 20 kHz
20 kHz 〜 50 kHz
50 kHz 〜 100 kHz
100 kHz〜300 kHz
3 Hz 〜 5 Hz
5 Hz 〜 10 Hz
10 Hz 〜 20 kHz
20 kHz 〜 50 kHz
50 kHz 〜 100 kHz
100 kHz〜300 kHz

1年間
TCAL±5℃
1.00+0.04
0.35+0.04
0.06+0.04
0.12+0.05
0.60+0.08
4.00+0.50
1.00+0.03
0.35+0.03
0.06+0.03
0.12+0.05
0.60+0.08
4.00+0.50＊1＊14＊15 ±■ AC電流（真の実効値）（読み値の％＋レンジの％）
1年間
レンジ＊2
周波数
TCAL±5℃
3 Hz 〜 5 Hz
1.00+0.04
100μA /
5 Hz 〜 10 Hz
0.35+0.04
10 mA
10 Hz 〜 5 kHz
0.10+0.04
5 kHz 〜 10 kHz
0.18+0.04
3 Hz 〜 5 Hz
1.00+0.04
1 mA /
5 Hz 〜 10 Hz
0.30+0.04
100 mA
10 Hz 〜 5 kHz
0.10+0.04
5 kHz 〜 10 kHz
0.15+0.04
3 Hz 〜 5 Hz
1.00+0.04
1A
5 Hz 〜 10 Hz
0.30+0.04
10 Hz 〜 5 kHz
0.10+0.04
5 kHz 〜 10 kHz
0.15+0.04
3 Hz 〜 5 Hz
1.00+0.04
3A
5 Hz 〜 10 Hz
0.35+0.04
10 Hz 〜 5 kHz
0.23+0.04
5 kHz 〜 10 kHz
0.23+0.04
3 Hz 〜 5 Hz
1.10+0.04
10 A＊16
5 Hz 〜 10 Hz
0.35+0.04
10 Hz 〜 5 kHz
0.15+0.04
5 kHz 〜 10 kHz
0.35+0.04■ 周波数・周期＊6 ±（読み値の％）100 mV〜
750 V＊7

100 mV

1V 〜
750 V＊13■ DC電圧比率測定

DC電圧比率測定

周波数0.0005+0.0001■ DC電流＊1 ±（読み値の％＋レンジの％）レンジ＊2

レンジ＊2＊2