１．機器の構成
12３４５

医療用加速装置
放射線治療マネジメントシステム
放射線治療計画装置
放射線治療関連機器
治療RIS

１式
１式
１式
１式
１式

1.医療用加速装置
医療用加速装置は、以下の要件を満たすこと。
1-1
1-1-1 加速管の構造は、進行波型であること。
1-1-2 マイクロ波の供給源は、マグネトロンであること。
1-1-3 エネルギの切り替え機構は、ビームローディングを使用していること。
1-1-4 ガントリ回転中心精度は半径1mmの球内であること。
1-1-5 コリメータ回転中心精度は、半径1mm以下であること。
1-1-6 ガントリ回転範囲は､360度以上（±180度以上）であること。
1-1-7 コリメータ回転範囲は､±175度以上であること。
1-1-8 モニタ線量計の構造は、自動大気補正付開放型であること。
1-1-9 モニタ線量計は、主・副構成の2系統を有すること。
1-1-10 X線エネルギーは、4,6,10MVの3種類出力できること。
1-1-11 X線最大出力線量率は、アイソセンタ位置で4MVが230MU/min以上、6MV以上が500MU/min以上であること。
1-1-12 X線の最大照射野は、アイソセンタ上で40cm×40cm以上であること
1-1-13 X線高線量率モード（FFFモード）を6MVFFF、10MVFFFFの2種類出力できること。
1-1-14 X線高線量率モードの線量率は、アイソセンタ位置で6MV＠1400MU/min以上、10MV＠2200MU/min以上であること。
1-1-15 電子線のエネルギは、4MeV～15MeVの間で、5種類以上選択できること。
1-1-16 電子線の最大出力線量率は、600MU/min以上であること。
1-1-17 電子線の最大照射野は、25cm×25cm以上であること。
1-1-18 電子線アプリケータは、円形2㎝～5㎝φの4種類、矩形の5種類を有すること。
1-1-19 操作コンソールボタンは、安全性に配慮した設計がなされていること。
1-1-20 操作コンソールは、放射線治療マネジメントシステムと接続して、治療のセットアップ、照合が可能であること。
1-1-21 安全確保のため、インターロック機能を備え、内容を表示できること。
1-1-22 複数門照射の2門目以降について、自動で照射を行う機能を有すること。
1-1-23 物理ウェッジ、またはオートウエッジ機能（ダイナミックウエッジ機能）を有すること。
1-1-24 回転照射、回転原体照射、強度変調回転放射線治療VMATが、CW、CCW双方向で可能であること。
1-2

治療寝台は、以下の要件を満たすこと。
1-2-1 構造はフロア型の6軸（上下、左右、前後、ピッチ、ロール、ヨー）以上の駆動であること。
1-2-2 コラム回転（支柱回転）ができること。
1-2-3 アイソセンタ回転範囲は、±95°以上であること。
1-2-4 前後移動範囲は、90cm以上であること。
1-2-5 左右移動範囲は、±24.5cm以上であること。
1-2-6 kVイメージャー、MVイメージャーによるIGRTより算出された補正値を、遠隔電動で反映できること。
1-2-7 天板の耐荷重は、200㎏以上であること1-2-8 天板は、カーボンファイバー製であること。
1-2-9 治療寝台は、患者転落防止用の固定ベルトを装備していること。
1-2-10 治療寝台を操作室より遠隔で、相対値移動が行えること。

1/4

1-3

マルチリーフコリメータ、以下の要件を満たすこと。
1-3-1 コリメータ（Jaw）の上に取り付けられる2段式であること。
1-3-2 リーフ幅は、全て5.0mm以下であること。
1-3-3 リーフは、80対（160枚）以上を有すること。
1-3-4 リーフ単体の透過率は、平均0.5以下であること。
1-3-5 リーフの移動速度は、最大6.5㎝/秒以上であること。
1-3-6 IMRTは、SMLC方式、DMLC方式およびVMAT方式の全てに対応が可能であること。
1-3-7 ダイアフラムが照射野に追従（オートトラッキングJaw）が可能であること。

1-4

ガントリ取付型KVイメージガイド装置は、以下の要件を満たすこと。
1-4-1 IGRT用ワークステーション、及び本体に取り付けられたX線管球、検出器から構成されること。
1-4-2 検出器は、フラットパネル配列検出器であること。
1-4-3 イメージ解像度は、1,024×1,024以上で、濃度分解能は、14bit以上であること。
1-4-4 KVで2D、3D、4D画像の取得が可能であること。
1-4-5 マーカレス（デバイスレス）で4DCBCT撮影が可能であること。
1-4-6 VMAT中のkVイントライメージング２D 、3DCBCT、4DCBCTが可能であること

1-5

ポータルイメージング装置(EPID)を有し、以下の要件を満たすこと。
1-5-1 有効画像取得領域が41cm×41cm以上であること。
1-5-2 左右、前後方向に移動が可能であること。
1-5-3 画像解像度は、1024×1024以上であること。
1-5-4 二重曝射による画像取得機能を有すること。
1-5-5 治療中の画像を取得する機能を有すること。
1-5-6 MVイメージで、IGRTが可能であること。

1-6

光学式体表面スキャンシステムは、以下の要件を満たすこと。
1-6-1 高解像度カメラを3台有し、患者の皮膚表面をスキャンして三次元的に高精度な位置合わせを行うことが可能な装置を有すること。
1-6-2 治療患者の体表面スキャンデータ（FOVはLong方向100㎝以上）を基準データとして登録できること。
1-6-3 患者の動きをリアルタイムでモニタリングするため、フレームレート数は、15フレーム/秒以上であること。
1-6-4 位置合わせのアルゴリズムはノンリジットレジストレーションであること。
1-6-5 照射中監視ポイントがトレランスを超えた場合には、自動的に治療ビームをオフにすることができること。
1-6-6 リニアックと連動し数値手入力なく、オートセットアップ機能にてカウチ位置補正が可能であること。
1-6-7 患者が確認して、息止め治療が出来るコーチング機能を1式有すること。

1-7

位置決めレーザーは、以下の要件を満たすこと。
1-7-1 国産メーカの緑色自動補正機能付きレーザーポインターを2台（左右壁用）、緑色リモコン式レーザーを2台（天井・正中）を有すること。

1-8

付属品は、以下の要件を満たすこと。
1-8-1 インターフォンシステムを有すること。
1-8-2 機器等を設置し操作するための操作机と椅子を用意すること。
1-8-3 冷水チラーを有すること。

２

放射線治療データマネジメントシステム（MOSAIQ）は、以下の要件を満たすこと。
2-1-1 データベース用サーバを有すること
2-1-2 Active Directory用サーバを有すること。

2/4

2-1-3
2-1-4
2-1-5
2-1-6

データ管理用ワークステーションを有すること。
治療装置用ワークステーション(シーケンサー端末)を有すること。
クライアント用ワークステーション（MOSAIQ Client）を有すること。
治療RIS接続を行うこと。

3

放射線治療計画装置は、以下の要件を満たすこと。
リニアックメーカ純正の放射線治療計画装置Aを1式有すること。
3-1
3-1-1 24インチ以上のカラーモニターを有すること。
3-1-2 無停電電源装置を有すること。
3-1-3 ネットワークプリンタを1式有すること。
3-1-4 3次元治療計画および、IMRT/VMAT治療計画が行えること。
3-1-5 X線の基準ビームモデルを登録し、受け入れ試験後に実測データと計画装置の計算結果の比較レポートを作成すること
放射線治療計画装置Bを2式有すること。
3-2
3-2-1 クライアントを2式有すること。
3-2-2 VMATプランニング（rayARC）が行える機能を2ライセンス有すること。
3-2-3 rayDeformableライセンスを1式有すること。
3-2-4 ネットワークプリンタを1式有すること。
3-2-5 無停電電源装置を有すること。

4

放射線治療関連機器は、以下の要件を満たすこと。
リファレンス線量計を有すること。
4-1
3D水ファントムを有すること。
4-2
1Dファントムを有すること。
4-3
水等価ファントムを有すること。
4-4
DailyビームQA用検出器システムを有すること。
4-5
ビームQAツールを有すること。
4-6
患者固定具を有すること。
4-7
患者固定吸引式クッションを有すること。
4-8
膝用及び足用ポジショニングクッションを有すること。
4-9
4-10 ボーラスを有すること。
4-11 リニアックメーカが提供する頭頚部固定システムを有すること。iBEAM evo Extension Type-S(Long)相当
4-12 呼吸抑制システムを2式有すること。
4-13 呼吸センサを有すること。
4-14 治療装置QAシステムを有すること。
4-15 独立検証MUシステムを有すること。
4-16 既存治療計画用CT（GE社）のフラット天板を本導入治療装置のフラット天板と同一のものにすること。
4-17 監視カメラシステムを有すること。
4-18 カンファレンスのため、天吊りプロジェクター用のスクリーンを1式有すること。
4-19 患者休憩用寝台(診察用寝台)を1式有すること。
4-20 固定具作成時使用の冷却材保管として、冷凍冷蔵庫（家庭用360Lクラス 横幅60cm以内で大容量）を1式有すること。
4-21 掃除機を1式有すること。
4-22 待合室テレビ 65インチクラスを1式有すること。
4-23 待合室イス（オカムラまたはKOKUYOなど）を1式有すること。
4-24 ボーラス加温用として、電子レンジを1式有すること。
4-25 ストレッチャー（パラマウント スライダーマットつき）を1式有すること。
4-26 移動用スライダーorロールボードを1式有すること。

3/4

5.治療RIS
治療RISは、以下の要件を満たすこと。
5-1
5-1-1 治療RISを1式有すること。（富士フイルム医療ソリューションズ治療RISシステム相当）
5-1-2 治療データマネジメントシステム（MOSAIQ）と接続すること
5-1-3 NEC連携費用を含むこと

4/4