■ RX4717 / RX4717K / RX4718 / RX4713 保護リレー試験器 定格型 名RX4717/RX4717K

RX4718RX4713

▼交流出力
電圧1要素

電流1要素

電圧3要素

出力レンジ

定電圧出力単相

定電流出力単相

定電圧出力三相

40V

125V

250V

0.4A

4A

20A

電流3要素
三相個別出力

40V

125V

250V

0.4A

加算出力

4A

30A

60A (I1, I3)

90A (I1)

交流出力電圧範囲

0〜40V

0〜125V

0〜250V

10Vmax

10Vmax

18Vmax*1

0〜40V

0〜125V

0〜250V

0〜10V

0〜18V*2

0〜18V*2交流出力電流範囲

0.2Amax

0.8Amax*3

0.2Amax

0〜0.4A

0〜4A

0〜20A

0.2Amax

0.8Amax*3

0.2Amax

0〜0.4A

0〜4A

0〜30A0〜60A*4

0〜90A*4

定格負荷*5200Ω

156Ω

1250Ω

25Ω

2.5Ω

0.45Ω*6200Ω

156Ω

1250Ω

25Ω

2.5Ω

0.9Ω(20A)、0.3Ω(30A)

0.45Ω(40A)、0.15Ω(60A)

0.3Ω(60A)、0.1Ω(90A)

出力容量

8VA

100VA

50VA

4VA

40VA

180VA*1

8VA

100VA

50VA

4VA

40VA

360VA*7

720VA*8

1080VA*9

振 幅

1mV

0.01V

0.01V

0.01mA

0.1mA

1mA

1mV

0.01V

0.01mA

0.1mA

1mA

位 相

0.1°

設定分解能

*1 RX4717の20Aレンジの出力電圧18Vmaxは、10A出力までとなります。(P.10の出力電流-出力電圧特性図を参照) *2 30Aレンジ：20A以上、60Aレンジ：40A以上、90Aレンジ：60A以上では、出力可能な電圧は小さくなります。
（P.5の「電流出力特性」*4 60Aレンジ：30A以上、90Aレンジ：45A以上は、瞬時(最長2秒間)のみの出力となります。
（P.5の「電流出力特性」を参照。） *5 電圧出力定格負荷は最大電圧出力時の使用可能最小抵抗値、電流出力定格負荷は最大電流出力時の使用可能最大抵抗値。

型 名

RX4717/RX4717K

RX4718

注意：●特に断りの無い場合、単位は実効値。
●上記定格は出力周波数が48Hz〜62Hzのとき。
●上記定格は周囲温度0〜＋40℃のとき●出力電圧は電圧・電流各出力端子で規定。
位相は各出力相対値で規定。
●急変・スイープは電圧・電流出力とも同一レンジ内でのみ可能。
※ 印はRX4717K（海外モデル）を除く■RX4717 電流出力-出力電圧特性

出力電圧〔V〕

出力要素

20181614121086420051015
出力電流〔A〕

を参照。） *3 125V×0.8A＝100VA (63.5V以下では電流が制限されます)。
*6 10A出力時は1.8Ωまで。 *7 20A出力時 *8 40A出力時 *9 60A出力時型

RX4713

名RX4717/RX4717K

RX4718RX4713

時間定格連 続急変指令遅延信号出力

TTL信号、0V〜＋5V、コモン側は筺体電位

許容負荷力率

0.7〜1.0（遅れ）

急変指令直接信号出力

TTL信号、0V〜＋5V、コモン側は筺体電位

振幅確度*10

フルスケールの±0.5％以内、±0.2％typ.

プリトリガ信号出力

TTL信号、電圧信号出力 0V〜＋5V (コモン側は筺体電位)、および接点信号出力 (フローティング)

位相設定範囲−359.9°〜＋359.9°(遅れ設定)

周波数同期信号入力

範囲 −30V〜＋30V、スレッショルド電圧 ＋2.5V、コモン側は筺体電位

位相確度*11±0.3°以内

周波数同期信号出力

TTL信号、範囲 0V〜＋5V、コモン側は筺体電位

ロード
振幅レギュレーション
位相±0.2％以内

TPR用周波数同期信号入出力※

京濱電測器社製TPR-33Nと接続して、TPR-33Nの出力周波数に本器が同期、本器の出力周波数にTPR-33Nが同期±0.2°以内

TPR用急変制御信号入出力※

京濱電測器社製TPR-33Nと接続して、TPR-33Nの指令により本器が急変、本器の指令でTPR-33Nが急変

ライン
振幅
レギュレーション
位相±0.1％以内

外部応答入力

拡張応答入力ボックス(オプション)を接続することにより、トリップ入力を255チャネルまで拡張

ひずみ率*70.5％以内

直流制御電源出力保護リレーの制御電源用
直流電源出力 (110V, 0.5Amax)──

自動設定項目─

三相一括, 相切り換え, 平衡三相,線間電圧演算, 1LG, 2LS三相一括, 平衡三相

自動スイープ─1LG, 2LS─

電圧出力, 電流出力を三相の線間または各相に切り換え可能

単相電圧出力を線間/相間、三相電圧出力を1L(地絡)/2L(短絡)に切換え可能

三相電流を線間/相間、1L(地絡)/2L(短絡)に切り換え可能±0.3°以内、加算出力（90A時）
±0.5°
以内

±0.1°以内*10 純抵抗定格負荷時。 *11 純抵抗定格負荷・定格出力時。

▼信号発生部▼三相操作機能モード

50Hz固定, 60Hz固定, 内部可変, 外部同期, ライン同期 (外部同期, ライン同期は周波数急変, 周波数スイープ時は使用できません。)

周波数範囲 (内部可変)10.000Hz〜200.000Hz

外部同期周波数範囲

45Hz〜65Hz

出力波形

正弦波, 高調波, 直流, 任意波※ (任意波はGPIB, RS-232Cにてデータを設定。)

高調波モード※

複数次加算（高調波1設定）：
次数2次〜25次
振幅0〜100％(分解能0.1％)
位相0〜359°(分解能1°)1波加算（高調波2設定）：
次数2次〜25次のいずれか1波
電流出力のみ振幅,位相連続可変、非同期設定可能

分解能 1mHz

確度 ±30ppm以内

同期セトリング時間 1sec以内
複数次加算（高調波1設定）：
次数2次〜25次
振幅0〜100％(分解能0.1％)
位相0〜359°(分解能1°)▼出力切換器
複数次加算（高調波1設定）：
次数2次〜25次
振幅0〜100％(分解能0.1％)
位相0〜359°(分解能1°)1波加算（高調波2設定）：
次数2次〜25次のいずれか1波
電流出力のみ振幅,位相連続可変、非同期設定可能▼動作モード急変モ機

能▼マスタスレーブ機

能本器を2〜4台接続して多相化が可能
周波数・出力振幅・位相について急変・スイープの同時動作をマスタ器の操作のみで可能▼その他
パネル面設定メモリ

パネル設定 32通り、コメント10文字

パネル面設定に従って自由に定常/故障状態を出力。周波数, 出力振幅, 位相, 波形出力を制御

任意波形出力GPIB, RS-232Cでのデータ転送により12Bit×4096ワードの任意波形を作成 (電圧, 電流, 定常, 故障 各々個別に設定可能)

急変動作

ホールド、ノンホールドの2動作

振幅係数設定外部機器用発振器出力のみ係数を掛けた値を設定可能

急変要素

周波数, 出力振幅, 位相, 波形

振幅微調整

─インタフェースGPIB, RS-232C標準装備 (同時使用は不可)

プリトリガ時間

10ms〜6000ms (分解能1ms)

電故障継続時間

0.001s〜65.000s（強制「定常」復帰時間）

消費電力

800VA (定格負荷時)

チャタリング除去時間

1ms〜100ms 1ms分解能およびOFF

性能保証温度・湿度＋15℃〜＋35℃、5％〜85％RH (結露なきこと)

動作・復帰同時計測モード

一度の急変で動作時間と復帰時間を同時に計測（カウンタ動作はインターバルのみ）

外形寸法 (mm) 突起物含まず

430(W)×249(H)×469(D)スイープモード

周波数・振幅・位相について定常・故障の間を自動スイープし、トリップ信号でスイープを自動停止して保護リレーの動作値・復帰値を計測。
スイープ時間：1.0s〜1000s (分解能0.1s)
手動 (モディファイダイヤル) によるスイープも可能

ド25▼外部入出力信号（つづき）▼交流出力マニュアルモード20

サーチスイープモード

指定された回数スイープを繰り返し、動作値を計測

ディスクサーチスイープモード

動作時間の遅い円盤形保護リレーを最初に動作させてからサーチスイープし、短時間でより正確な動作値を計測

95試験モード

1スイープで、動作周波数, 動作時間, 復帰周波数, 復帰時間を計測

─

SOR急変モード※

脱調検出リレー を試験、ステップ1（定常値）、ステップ2〜4設定

脱調検出リレー を試験

源

AC85V〜115V／180V〜240V 自動切換え

最大寸法
質量

付属品

48Hz〜62Hz
1.8kVA (定格負荷時)430(W)×299(H)×469(D)446(W)×264(H)×524(D)

448(W)×314(H)×525(D)約19.5kg

約26.5kg

正面カバー , 電源ケーブル, 電源渡りケーブル, 電圧出力ケーブル, 電流出力ケーブル, マスタ／スレーブ
制御信号渡りケーブル, 外部信号用ケーブル, 100Vコンセント用3ピン-2ピン変換アダプタ, ケーブル用バッグ

正面カバー , 電源ケーブル, 電源渡りケーブル, 三相4線電流出力ケーブル, マスタ/スレーブ制御信号渡りケーブル,外部信号用ケーブル, 100Vコンセント用
3ピン-2ピン変換アダプタ, ケーブル用バッグ

正面カバー , 電源ケーブル, 電源渡りケーブル, 電圧出力ケーブル, マスタ/スレーブ制御信号渡りケーブ
ル, 外 部信号用ケーブル, 100Vコンセント用3ピン-2ピン変換アダプタ, ケーブル用バッグ▼タイムカウンタ
計測モード

保護リレーからのトリップ信号を接続することにより、保護リレーの動作時間 (動特性) を計測
インターバル, ワンショット,トレイン, スタート計測の4モード

型

名RX4717/RX4717K

RX4718RX4713

▼直流出力

計測範囲

0ms〜9999.9ms、10.000s〜99.999s、100.00s〜999.99sの3レンジ 自動レンジ切換

計測確度±（0.01％＋1digit）▼外部入出力信号

定格電圧出力定格電流出力

125V

250V

0.4A

±40V

±125V

±250V±10V

1250Ω

2500Ω

125V

250V

0.4A

直流出力電圧範囲*12±40V±125V±250V±10Vmax ±10Vmax ±18Vmax±0.2A±2A±10A±0.1Amax

1250Ω

2500Ω

50Ω

5Ω

1.8Ω

400Ω

10mA

0.01V

1Vrms (各レンジ定格値設定時)

直流出力電流範囲*12±0.1Amax

増幅器用外部信号入力※

1Vrms (各レンジ定格出力)

定格負荷*13400Ω

動作スタート信号入力

電圧信号入力 (フローティング)：範囲 0V〜＋130V、スレッショルド電圧 ＋2.5V
接点信号入力 (フローティング)：開放電圧 ＋5V、短絡電流 10mA

振幅確度

フルスケールの±1.0％以内、±0.5％ typ.（純抵抗定格負荷時）

設定分解能

0.01V

トリップ信号入力

電圧信号入力 (フローティング)：範囲 0V〜＋130V、スレッショルド電圧 ＋2.5V, ＋8V, ＋50V
接点信号入力 (フローティング)：開放電圧 ＋5V、短絡電流 10mA

ロードレギュレーション±0.5％以内（定格出力振幅・負荷変動100％時）

急変指令信号入力

範囲 0V〜＋130V、スレッショルド電圧 ＋2.5V

ラインレギュレーション±0.1％以内（定格出力振幅・電源変動±10％時）*12 ＋/−出力はいずれかを設定。

0.1V

0.1V

0.1mA

1mA

三相個別出力40V

40V

外部増幅器用信号出力●9●定格電圧出力20A

4A

定格出力レンジ

4A

30A
±18V

±0.2A

±2A

±10A

50Ω

5Ω

1.8Ω

フルスケールの±1.0％以内、±0.5％ typ.（純抵抗定格負荷時）
0.1V

0.1V

0.1mA

1mA

10mA

*13 電圧出力定格負荷は最大電圧出力時の使用可能最小抵抗値、電流出力定格負荷は最大電流出力時の使用可能最大抵抗値。

●10●※このカタログの記載内容は、2021年11月19日現在のものです。
●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。
●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録