バイポーラ電源
BIPOLAR DC POWER SUPPLY

BP4640 / BP4650
取扱説明書

DA00059420-004

バイポーラ電源BIPOLAR DC POWER SUPPLY

BP4640 / BP4650

取扱説明書

ーーーー はじめに ーーーー
このたびは，バイポーラ電源「BP4640 / BP4650」をお買い求めいただき，ありがとうございます。
電気製品を安全に正しくお使いいただくために，まず，次のページの「安全にお使いいただ
くために」をお読みください。
 この説明書の注意記号について
この説明書では，下記の注意記号を使用しています。機器の使用者の安全のため，また，機器の損傷を防ぐためにも，この注意記号の内容は必ず守ってください。

警

告機器の取扱いにおいて，使用者が死亡または重傷を負うおそれがある場合，その危険を避けるための情報を記載しております。
!

注 意

機器の取扱いにおいて，使用者が傷害を負う，または物的損害が生じるおそれを避けるた
めの情報を記載しております。

● この説明書の章構成は下記のようになっています。
初めて使用する方は，「1. 概説」からお読みください。
1. 概説

この製品の概要･特長および簡単な動作原理を説明しています。

2. 使用前の準備
3. 各部の名称
4. 操作

設置や操作の前に行う準備作業について説明しています。
この製品の各部の名称について説明しています。

基本的な操作方法から高度な機能までを説明しています。

5. USBインタフェース

USB インタフェースを介してこの製品を制御するコマンドについて説明しています。
6. トラブルシューティング

エラーメッセージや，故障と思われる現象が発生した場合の説明と対処方法について説明しています。
7. 保守

保管･再梱包･輸送や性能試験の方法などについて説明しています。

8. 仕様

仕様（機能・性能）について記載しています。

9. 初期設定一覧

初期設定の一覧を記載しています。

● 記載内容の適用範囲
この説明書はファームウェアバージョンが 3.00 以降の製品について記載されています
ファームウェアバージョンの確認方法は7.4を参照してください。

i

BP4640 / BP4650

ーーーー 安全にお使いいただくために ーーーー
安全にご使用いただくため，下記の警告や注意事項は必ず守ってください。
これらの警告や注意事項を守らずに発生した損害については，当社はその責任と保証を負いかねますのでご了承ください。
なお，この製品は，JIS や IEC 規格の絶縁基準 クラス I 機器(保護導体端子付き)です。
● 取扱説明書の内容は必ず守ってください。
取扱説明書には，この製品を安全に操作･使用するための内容を記載しています。
ご使用に当たっては，この説明書を必ず最初にお読みください。
この取扱説明書に記載されているすべての警告事項は，重大事故に結びつく危険を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。
● 必ず接地してください。
必ず，この製品の電源入力端子の保護導体端子を“電気設備技術基準 D 種（100 Ω 以下）
接地工事”以上の大地アースに確実に接続してください。接地が確実でないと，感電する
おそれがあります。
この製品は漏洩電流が大きいので感電を防ぐために，電源入力端子へケーブルを接続するときは，必ず保護接地線を接続した後に，L1, L2, L3, N 端子への接続を行ってください。
接地に用いるケーブルは，電源入力ケーブル以上の太さものを使用してください。
● 電源電圧を確認してください。
この製品は，取扱説明書の“接地および電源の接続”の項に記載された電源電圧で動作します。
電源接続の前に，接続先の電圧がこの製品の定格電源電圧に適合しているかどうかを確認してください。三相 4 線入力では，特に指定がない場合は入力電圧を線間電圧で表記します。
● おかしいと思ったらこの製品から煙が出てきたり，変な臭いや音がしたら，直ちに電源を遮断して使用を中止
してください。
このような異常が発生したら，修理が完了するまで使用できないようにして，直ちに当社
または当社代理店にご連絡ください。
● 爆発性雰囲気中では使用しないでください。
爆発などの危険性があります。
● カバーは取り外さないでください。
この製品の内部には，高電圧の箇所があります。カバーは絶対に取り外さないでください。
内部を点検する必要があるときでも，当社の認定したサービス技術者以外は内部に触れな
いでください。
● 改造はしないでください。
改造は，絶対に行わないでください。新たな危険が発生したり，故障時に修理をお断りす
ることがあります。
● 製品の質量が 165 kg 以上あります。
身体に損傷を及ぼす場合がありますので，一人で運搬はしないでください。
ii

BP4640 / BP4650

● 製品に水が入らないよう，また濡らさないようご注意ください。
濡らしたまま使用すると，感電および火災の原因になります。水などが入った場合は，直ちに分電盤の電源供給を遮断して，当社または当社代理店にご連絡ください。
● 近くに雷が発生したときは，電源スイッチを切り，分電盤の電源供給を遮断してください。
雷によっては，感電，火災および故障の原因になります。
● 安全関係の記号
製品本体や取扱説明書で使用している安全上の記号の一般的な定義は下記のとおりです。
取扱説明書参照記号
使用者に危険の潜在を知らせるとともに，取扱説明書を参照する必要がある箇所に表示されます。
感電の危険を示す記号
特定の条件下で，感電の可能性がある箇所に表示されます。
保護導体端子記号
感電事故を防止するために，必ず接地する必要のある端子に表示されます。
機器を操作する前に，この端子を「電気設備技術基準 D 種(100 以下)接地工事」以上の接地に必ず接続してください。

警

告

警告記号
機器の取扱いにおいて，使用者が死亡または重症を負うおそれがある

WARNING

場合，その危険を避けるための情報を記載しています。

注 意

注意記号

CAUTION

機器の取扱いにおいて，使用者が傷害を負う，または物的損害が生じるおそれを避けるための情報を記載しております。

●その他の記号
コネクタの外部導体が，ケースに接続されていることを示します。
● 廃棄処分時のお願い
環境保全のため，この製品を廃棄処分されるときは，下記内容に留意していただくようお願いいたします。
①

この製品は，ボタン形のリチウム金属電池を 1 個内蔵しています。

②

この製品は産業廃棄物を取り扱う業者を通して廃棄処分してください。

iii

BP4640 / BP4650

● そのほかの注意事項
この製品の付属品，周辺機器，オプションはすべてこの製品専用です。この製品の設置，使用以外の目的には絶対に使用しないでください。
感電や故障の危険を避けるため，この製品内部には異物や液体を絶対に入れないでください。また，端子への配線は，接続ケーブルの金属部が隠れるよう確実に行ってください。

iv

BP4640 / BP4650

目

次
ページ

1.

概説 .................................................. 1-1
1.1 概要 ............................................... 1-2
1.2 特長 ............................................... 1-2
1.3 動作原理 ........................................... 1-4

2.

使用前の準備 .......................................... 2-1
2.1 ご使用になる前に ................................... 2-2
2.2 設置環境について ................................... 2-3
2.3 接地および電源の接続 ............................... 2-6
2.3.1 接地 .................................................... 2-6
2.3.2 電源 .................................................... 2-6

2.4 入出力端子への接続 ................................. 2-7
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6

電源入力端子への接続 ..................................... 2-7
出力端子への接続 ......................................... 2-9USBコネクタへの接続 ..................................... 2-11
外部制御入出力コネクタへの接続 .......................... 2-12
外部信号入力端子への接続 ................................ 2-14モニタ出力端子への接続 .................................. 2-15

2.5 電源のオン／オフと動作の確認 ...................... 2-16
2.6 電波法について .................................... 2-17
3.

各部の名称 ............................................ 3-1
3.1 各部の名称 ......................................... 3-2
3.1.1 操作パネル部 ............................................. 3-2
3.1.2 フロント部............................................... 3-4
3.1.3 リアパネル部 ............................................. 3-6

3.2 LCD表示部の傾け方 .................................. 3-7
4.

操作 .................................................. 4-1
4.1 LCD画面 ............................................ 4-3
4.1.1 状態アイコン ............................................. 4-4
4.1.2 ワーニング，エラー表示 ................................... 4-5
4.1.3 シーケンス表示 ........................................... 4-5

4.2 基本操作 ........................................... 4-6
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

メニューについて ......................................... 4-6
メニューツリーの移動方法 ................................. 4-9
数値入力操作 ............................................ 4-10
確定操作が必要な数値入力操作（USB ID設定時） ............ 4-10
確定操作が必要な選択入力操作 ............................ 4-10v

BP4640 / BP4650

目次

4.2.6 実行入力 ............................................... 4-11
4.2.7 ショートカットキー ...................................... 4-11

4.3 基本機能 .......................................... 4-12
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

動作モードの設定 ........................................ 4-13
出力のオン／オフ ........................................ 4-15直流電圧，直流電流の設定 ................................ 4-17
重畳交流電圧，重畳交流電流の設定 ........................ 4-18周波数の設定 ............................................ 4-21
波形の設定.............................................. 4-22

4.4 リミッタ設定 ...................................... 4-24
4.4.1 出力電圧範囲のシフト .................................... 4-26
4.4.2 出力電圧リミッタ ........................................ 4-28
4.4.3 出力電流リミッタ ........................................ 4-28

4.5 シーケンス動作 .................................... 4-29
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.5.7

シーケンス動作の仕様 .................................... 4-29
シーケンスの設定 ........................................ 4-36
シーケンスのプログラミング .............................. 4-38
シーケンス動作の制御 .................................... 4-43
シーケンスメモリのクリア ................................ 4-45
シーケンス動作の設定例 .................................. 4-46
シーケンス動作の実行 .................................... 4-50

4.6 外部制御入出力コネクタによる制御 .................. 4-54
4.7 メモリ機能 ........................................ 4-55
4.8 リモート制御 ...................................... 4-58
4.8.1 INTERFACEの切替え ...................................... 4-59
4.8.2 USB IDについて ......................................... 4-60
4.8.2.1 USBTMC ............................................. 4-60
4.8.2.2 USB488 ............................................. 4-62
4.8.3 ローカルモードへの移行 .................................. 4-64

4.9 システムメニュー .................................. 4-67
4.9.1
4.9.2
4.9.3
4.9.4
4.9.5
4.9.6
4.9.7
4.9.8
4.9.9

キーロック.............................................. 4-69
ビープ音 ............................................... 4-70
LCDコントラストの調整 ................................... 4-71
LCD表示色の設定......................................... 4-72
周波数，時間単位の設定 .................................. 4-73
出力，レスポンスキャリブレータの電源投入時動作の設定 .... 4-74
外部制御入力の有効／無効の設定 .......................... 4-75
リセット機能 ............................................ 4-76
システム情報 ............................................ 4-76

4.10 レスポンスキャリブレーション ...................... 4-77
4.10.1 概説 ................................................... 4-77
4.10.2 固定特性 ............................................... 4-78
4.10.3 調整特性 ............................................... 4-79
vi

BP4640 / BP4650

目次

4.10.4 調整例 ................................................. 4-82

4.11 外部信号入力 ...................................... 4-83
4.12 電圧，電流モニタ .................................. 4-84
4.13 計測機能 .......................................... 4-85
5.

USBインタフェース ..................................... 5-1
5.1 使用前の準備 ....................................... 5-2
5.2 プログラムメッセージ一覧 ........................... 5-3
5.3 プログラムメッセージ個別説明 ....................... 5-9
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9

基本設定 ................................................ 5-9
リミッタ ............................................... 5-11
シーケンス関連 .......................................... 5-12
計測関連 ............................................... 5-16
任意波形メモリ .......................................... 5-16
ストア／リコールメモリ .................................. 5-17
ステータスレポーティング ................................ 5-18
オーバラップコマンド .................................... 5-20
その他 ................................................. 5-21

5.4 ステータス構造 .................................... 5-23
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6

ステータスバイト ........................................ 5-23
スタンダードイベントステータス .......................... 5-24
メッセージキュー ........................................ 5-24
オペレーションステータス ................................ 5-25
ワーニングステータス .................................... 5-26
オーバロードステータス .................................. 5-27

5.5 インタフェースメッセージに対する応答 .............. 5-28
5.6 プログラミングの注意 .............................. 5-28
6.

トラブルシューティング ................................ 6-1
6.1 エラーメッセージ ................................... 6-2
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

電源投入時のエラー ....................................... 6-2
保護機能関連エラー ....................................... 6-3
操作時のエラー ........................................... 6-5
ワーニング表示 ........................................... 6-6

6.2 保護機能 ........................................... 6-7
6.2.1 オーバロード ............................................. 6-8
6.2.2 オーバリミッタ ........................................... 6-8

6.3 故障と思われるとき ................................. 6-9
7.

保守 .................................................. 7-1
7.1 はじめに ........................................... 7-2
7.2 日常の手入れ ....................................... 7-2
7.3 保管，再梱包，輸送 ................................. 7-3
vii

BP4640 / BP4650

目次

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8.

バージョン番号の確認方法 ........................... 7-4
エアフィルタの清掃 ................................. 7-6
バックアップ用電池 ................................. 7-7
動作点検 ........................................... 7-8
性能試験 .......................................... 7-11仕様 .................................................. 8-1
8.1 仕様条件 ........................................... 8-2
8.2 出力 ............................................... 8-3
8.3 出力リミッタ ....................................... 8-5
8.4 信号源 ............................................. 8-6
8.4.1 内部信号源............................................... 8-6
8.4.2 外部信号入力 ............................................. 8-7

8.5 モニタ出力 ......................................... 8-7
8.6 計測機能 ........................................... 8-8
8.7 シーケンス機能 ..................................... 8-9
8.8 任意波形メモリ ..................................... 8-9
8.9 設定メモリ ........................................ 8-10
8.10 保護機能 .......................................... 8-10
8.11 一般 .............................................. 8-10
8.12 外部制御入出力 .................................... 8-11
8.13 USBインタフェース ................................. 8-11
8.14 電源入力 .......................................... 8-12
8.15 耐電圧，絶縁抵抗 .................................. 8-12
8.16 周囲温度範囲，周囲湿度範囲ほか .................... 8-13
8.17 外形寸法，質量 .................................... 8-14
8.18 EMC ............................................... 8-14
8.19 オプション ........................................ 8-15
8.20 出力電圧，出力電流供給範囲 ........................ 8-15
8.21 外形寸法図 ........................................ 8-20
9.

初期設定一覧 .......................................... 9-1
9.1 初期設定一覧 ....................................... 9-2

viii

BP4640 / BP4650

図 一 覧
ページ

図 1-1 ブロック図 ............................................................................................................................. 1-4
図 2-1 周囲温度，湿度範囲 ......................................................................................................... 2-3
図2-2 アジャスタフットの使用方法 ............................................................................................. 2-4
図 2-3 電源入力端子 ..................................................................................................................... 2-7
図 2-4 出力端子 .............................................................................................................................. 2-9
図 2-5 接地された負荷，測定器との接続 ............................................................................. 2-10
図 2-6 USBコネクタ ..................................................................................................................... 2-11
図 2-7 外部制御入出力コネクタ .............................................................................................. 2-12
図 2-8 EXT SIGNAL IN端子 ..................................................................................................... 2-14
図 2-9 MONITOR OUT端子 ...................................................................................................... 2-15
図 3-1 操作パネル部の持ち上げ ............................................................................................... 3-7
図 3-2 操作パネル部の持ち上げ方........................................................................................... 3-7
図 3-3 操作パネル部の収納方法 .............................................................................................. 3-8
図 4-1 LCD画面（通常時） ............................................................................................................ 4-3
図 4-2 LCD画面（ワーニング表示時） ....................................................................................... 4-3
図 4-3 メニューツリー ..................................................................................................................... 4-6
図 4-4 モディファイボックス ....................................................................................................... 4-10
図 4-5 セレクトボックス ............................................................................................................... 4-10
図 4-6 エグゼボックス ................................................................................................................. 4-11
図 4-7 LCD画面............................................................................................................................ 4-12
図 4-8 信号源部分のブロック図 .............................................................................................. 4-14
図 4-9 CV，CCモード抵抗負荷での周波数特性 ................................................................. 4-20
図 4-10 DC出力範囲（正負電圧リミッタ設定差が124 V一定の場合） .......................... 4-26
図 4-11 DC出力範囲（負電圧リミッタ設定が-7 V一定の場合） ..................................... 4-27
図 4-12 基本的なステップ遷移例 ............................................................................................ 4-31
図 4-13 シーケンス状態遷移ブロック図 ................................................................................ 4-32
図 4-14 Hold状態から<Start>するときのシーケンス動作例 ........................................... 4-33
図 4-15 <Branch>時のシーケンス動作例 ............................................................................. 4-33
図 4-16 ループの指定方法とステップ遷移例 ...................................................................... 4-34
図 4-17 ステップ同期出力例 .................................................................................................... 4-35
図 4-18 位相0度待ち発生時のシーケンス動作 .................................................................. 4-35
図 4-19 シーケンスのショートカットキー ................................................................................ 4-44
図 4-20 ステップ遷移例（CV-INTモード時） ......................................................................... 4-46
図 4-21 シーケンス実行時のLCD画面 .................................................................................. 4-53
図 4-22 メモリ内容の表示例 ..................................................................................................... 4-55
図 4-23 EXT SIGNAL IN端子 ................................................................................................... 4-83
図 4-24 MONITOR OUT端子 .................................................................................................... 4-84
図 4-25 計測値の表示例 ........................................................................................................... 4-85
ix

BP4640 / BP4650

図一覧

図 6-1 保護機能関連エラー表示例 ........................................................................................... 6-4
図 6-2 操作時エラー表示例 ......................................................................................................... 6-5
図 6-3 ワーニング表示例 ............................................................................................................. 6-6
図 7-1 SYSTEM INFORMATION画面 ....................................................................................... 7-5
図 7-2 エアフィルタの清掃手順 .................................................................................................. 7-6
図 8-1 周囲温度，湿度範囲 ...................................................................................................... 8-13
図 8-2 DC出力範囲（正負電圧リミッタ設定差が124 V一定の場合） ............................ 8-16
図 8-3 DC出力範囲（正負電圧リミッタ設定が対称の場合） ............................................ 8-16
図 8-4 DC出力範囲（負電圧リミッタ設定が-7 V一定の場合） ........................................ 8-17
図 8-5 DC出力範囲（正電圧リミッタ設定が+7 V一定の場合） ........................................ 8-17
図 8-6 AC出力範囲（正負電圧リミッタ設定差が124 V一定の場合） ............................ 8-18
図 8-7 AC出力範囲（正負電圧リミッタ設定が対称の場合） ............................................ 8-18
図 8-8 AC出力範囲（負電圧リミッタ設定が-7 V一定の場合） ........................................ 8-19
図 8-9 AC出力範囲（正電圧リミッタ設定が+7 V一定の場合） ........................................ 8-19
図 8-10 外形寸法図 .................................................................................................................... 8-20

xBP4640 / BP4650

表 一 覧
ページ

表 2-1 構成表................................................................................................................................... 2-2
表 2-2 最大消費電力・電流 ......................................................................................................... 2-6
表 2-3 外部制御入出力コネクタ端子一覧 ............................................................................ 2-13
表 4-1 状態アイコン一覧 .............................................................................................................. 4-4
表 4-2 シーケンス表示 .................................................................................................................. 4-5
表 4-3 SETメニューの項目一覧 .................................................................................................. 4-7
表 4-4 MISCメニューの項目一覧 ............................................................................................... 4-7
表 4-5 SEQUENCEメニューの項目一覧 ................................................................................... 4-8
表 4-6 MEMORYメニューの項目一覧........................................................................................ 4-8
表 4-7 REMOTEメニューの項目一覧 ........................................................................................ 4-9
表 4-8 SYSTEMメニューの項目一覧 ....................................................................................... 4-9
表 4-9 ショートカットキー一覧 ................................................................................................... 4-11
表 4-10 動作モード一覧 ............................................................................................................. 4-13
表 4-11 重畳交流電圧波形，重畳交流電流波形一覧 ...................................................... 4-22
表 4-12 リミッタ設定範囲 ........................................................................................................... 4-24
表 4-13 ステップ実行パラメタ ................................................................................................... 4-30
表 4-14 ステップ遷移パラメタ ................................................................................................... 4-31
表 4-15 シーケンス状態 ............................................................................................................. 4-32
表 4-16 シーケンス制御 ............................................................................................................. 4-33
表 4-17 PROGRAM画面の項目一覧 ...................................................................................... 4-39
表 4-18 CONTROLセレクトボックスの項目一覧 ................................................................. 4-43
表 4-19 PROGRAMの設定一覧 ............................................................................................... 4-46
表 4-20 外部制御入出力コネクタの機能 .............................................................................. 4-54
表 4-21 MEMORY画面のメニュー項目一覧 ......................................................................... 4-55
表 4-22 操作モード一覧 ............................................................................................................. 4-58
表 4-23 システムメニュー項目一覧 ........................................................................................ 4-67
表 5-1 基本設定 .............................................................................................................................. 5-4
表 5-2 リミッタ ................................................................................................................................... 5-4
表 5-3 シーケンス関連 .................................................................................................................. 5-5
表 5-4 計測関連 .............................................................................................................................. 5-6
表 5-5 任意波形メモリ ................................................................................................................... 5-7
表 5-6 メモリ ..................................................................................................................................... 5-7
表 5-7 ステータスレポーティング ................................................................................................ 5-7
表 5-8 オーバラップコマンド ......................................................................................................... 5-8
表 5-9 その他 ................................................................................................................................... 5-8
表 5-10 直流電流・重畳交流電流の設定範囲 .................................................................... 5-13
表 5-11 インタフェースメッセージ ............................................................................................. 5-28
表 6-1 自己故障診断エラー ......................................................................................................... 6-2
xi

BP4640 / BP4650

表一覧

表 6-2
表 6-3
表 6-4
表 6-5
表 9-1
表 9-2
表 9-3
表 9-4

保護機能関連エラー ......................................................................................................... 6-3
操作時エラー ...................................................................................................................... 6-5
ワーニング表示 .................................................................................................................. 6-6
保護機能 .............................................................................................................................. 6-7
設定メモリ ............................................................................................................................ 9-2
ストア／リコールメモリ（全メモリ） ................................................................................. 9-3
任意波形メモリ ................................................................................................................... 9-4
シーケンスメモリ（全ステップ） ........................................................................................ 9-4

xii

BP4640 / BP4650

1.

1.1
1.2
1.3

概説

概要 ············································ 1-2
特長 ············································ 1-2
動作原理 ········································ 1-4

1-1

BP4640 / BP4650

1.1 概要

1.1

概要
バイポーラ電源「BP4640 / BP4650」は，出力電圧および電流がバイポーラ（正負両極性）

出力可能な高速パワーアンプと内蔵信号源（DC および AC）を組み合わせたバイポーラ電源です。外部信号を入力とする高速バイポーラ増幅器としても使うことができます。
バイポーラ出力であるため，出力電圧・電流供給範囲は全 4 象限にわたります。一般の直流電源が正電圧出力時には正電流（ソース電流）のみ供給できるのに対し，この製品は正負（ソースおよびシンク）いずれの電流も供給することができます。
出力特性は CV/CC いずれも可能で，定格出力電圧，電流は，±60 V，±40 A～±50 A です。出力電圧範囲拡大機能により，-115 V～+115 V 内の最大 120 Vp-p の範囲の電圧を出力することができます。
この製品はレスポンスキャリブレーション機能を持ち，実使用負荷に対して増幅器の応答特性をユーザーが調整することができます。これにより，抵抗負荷はもちろんのこと，誘導性負荷，容量性負荷を含む広汎な負荷条件において出力波形のひずみを改善することができます。この機能を用いて，抵抗負荷における周波数帯域を高速化することもできます。
この製品の機能は USB インタフェースにより外部コンピュータからリモートコントロー
ルできます（レスポンスキャリブレーション調整を除く）。
入力力率コントロール機能により消費電流は最小に抑えられています。

1.2

特長

 CV/CC 出力特性
出力特性は CV（定電圧），CC（定電流）いずれかの特性を選択できます。
CV 特性：入力信号に比例した電圧を負荷に供給します。
CC 特性：入力信号に比例した電流を負荷に供給します。

 多様な信号源
内部信号源使用時は，直流分に交流分（正弦波，方形波，任意波）を重畳して出力することができます。
外部信号入力使用時は，外部信号と内部信号源を加算することもできます。

 電源入力ご注文時に三相 3 線入力(3P3W)又は三相 4 線入力(3P4W)のいずれかを選択できます。

1-2

BP4640 / BP4650

1.2 特長 シーケンス機能
内部信号源使用時には出力パラメタ（出力電圧または電流，出力周波数）を順次急変またはスイープすることができ，出力変化をあらかじめプログラムしておくことにより，特定パターンの出力を供給できます。

 ±Vo リミッタ，±Io リミッタ機能
出力電圧（Vo）および出力電流（Io）それぞれの最大値を正負独立に設定できます。出
力電圧・電流をこの値に制限します。

 出力電圧範囲拡大機能
出力電圧振幅範囲を正負対称または非対称に設定できます。±Vo リミッタ機能により，出力電圧範囲を-115 V～+115 V 内の 0 V を含む最大 120 Vp-p とすることができます。
例えば，-60 V～+60 V，-5 V～+115 V，-115 V～+5 V などに出力電圧範囲が設定可能です。出力電圧範囲の設定に応じて供給可能な出力電流範囲が変化しますので，必要な電圧・電流から最適な設定範囲を選択することができます。

 レスポンスキャリブレーション機能
増幅器の応答特性は，固定特性とユーザ調整特性のどちらかを選択できます。固定特性
は広周波数帯域特性と負荷安定性の両立に重点を置いた特性（CV 時 DC～35 kHz，-3 dB，
CC 時 DC～8 kHz，-3 dB）です。ユーザ調整特性ではユーザが実際の負荷条件で調整した応答特性を使用することができます。調整は，出力電圧・電流波形を外部のオシロスコー
プにより観測しながら，時定数，電圧帰還量，電流帰還量の 3 個の調整器を動かして行ないます。

 出力電圧および出力電流信号モニタ出力
モニタレシオは，電圧は全モデル出力電圧の 1/100，電流はモデルによって異なります。
いずれも同相です。

 計測機能出力電圧・電流（各 DC 値，P-P 値）を計測表示します。

 出力オン/オフ機能
出力オン/オフの際は出力レベル（CV 時出力電圧，CC 時出力電流）を 0 に絞ってから出力リレーの開閉を行い，接点アークを低減します。

 USB インタフェース標準装備
USB インタフェースを介して，PC 等から外部制御を行うことが可能です。

 PFC 機能PFC（入力力率コントロール）機能により消費電流は最小に抑えられます。

1-3

BP4640 / BP4650

1.3 動作原理

1.3

動作原理
図 1-1にこの製品のブロック図を示します。

①

3

LINE
or

3N

POWER

MAIN
DCPS

LINE

+VDD
for
POWER
AMP

PFC
AC/DC

LINE
FLT

-VDD
SUB
DCPS

for
each
BLOCK

isolation③②

Vo
MONITOR OUT

EXT SIGNAL IN

Io
EXT
+VDD
+
INT

INT DCPROTECTOR

Hi
Lo

+
T
V
I
RESPONSE CALINT OSC(Sin,Squ,Arb)④

AMP
CONTROLOUTPUT

-VDD
POWER
AMP

CONTROLPANEL

SYSTEMCONTROL

図 1-1

CONTROL
USB

ブロック図

1-4

BP4640 / BP4650

1.3 動作原理
この製品は，大きく分けて以下の 4 つのブロックに分かれます。
① 直流電源部
力率改善機能および電圧リミッタ値に連動した直流電圧可変機能を持つ直流電源部です。電源入力に対し力率改善を行いながら，各種制御電源と増幅部に供給する正負直流電源を作ります。直流電圧可変機能により，出力電圧範囲シフト機能が可能になっています（「4.4.1

出力電圧範囲のシフト」，参照）。

② 信号源
シーケンス機能および DC＋AC 出力が可能な内部信号源です。外部入力と内部信号源を加算して使用することも可能です。
③ 増幅部
レスポンスキャリブレーション機能および保護回路機能を持つ増幅部です。内部信号
源または外部入力からの信号を増幅して出力します。応答特性は，固定特性，ユーザ調整特性（レスポンスキャリブレーション機能）の 2 種類から選択可能です。ユーザ
調整特性を選択した場合，負荷条件に合わせて応答特性を調整することが可能です
（

「4.10

レスポンスキャリブレーション」，参照）。

④ システムコントロール部
ユーザインタフェースなどを担当します。

1-5

BP4640 / BP4650

2. 使用前の準備

2.1 ご使用になる前に ································ 2-2
2.2 設置環境について ································ 2-3
2.3 接地および電源の接続 ···························· 2-6
2.3.1 接地 ········································ 2-6
2.3.2 電源 ········································ 2-6
2.4 入出力端子への接続 ······························ 2-7
2.4.1 電源入力端子への接続 ························ 2-7
2.4.2 出力端子への接続 ···························· 2-9
2.4.3 USBコネクタへの接続 ························ 2-11
2.4.4 外部制御入出力コネクタへの接続 ············· 2-12
2.4.5 外部信号入力端子への接続 ··················· 2-14
2.4.6 モニタ出力端子への接続 ····················· 2-15
2.5 電源のオン／オフと動作の確認 ··················· 2-16
2.6 電波法について ································· 2-17

2-1

BP4640 / BP4650

2.1 ご使用になる前に

2.1

ご使用になる前に設置してご使用いただく前に，輸送中の事故による損傷が無いこと，付属品や本体がすべて正しく添付されていることをご確認ください。不足の場合はご購入いただいた当社代理店までご連絡ください。

 安全の確認
この製品をご使用になる前に，この取扱説明書の巻頭に記載されております「安全にお使いいただくために」をご覧になり，安全性の確認を行ってください。
また電源に接続する前に「2.2設置環境について」をお読みになり，安全のための確認を十分に行ってください。

 外観および付属品のチェック
まず最初に，輸送中の事故等による損傷がないことをお確かめください。機器を設置する前に，「表 2-1 構成表」の構成になっていることをご確認ください。
表 2-1
品

警

構成表
目

数量

本体

1

取扱説明書（本書）

1

CD-ROM（内容：コントロールソフトウェア for BP シリーズ，LabVIEW ドライバ，コントロールソフトウェア for BP シリー
ズ取扱説明書）1

フェライトコア（USB ケーブル用）

1

告 機器の内部には，高電圧の箇所があります。カバーは取り外さないでください。
 機器内部の点検は，危険防止に精通している訓練されたサービス技術者以外の方は行わないでください。

2-2

BP4640 / BP4650

2.2 設置環境について

2.2

設置環境について安全にご使用いただき，信頼性を維持するため次の各項目の内容にご配慮ください。

 転倒の危険を避けるため，この製品の質量に十分に耐えられる，傾斜や振動のない床面に設置してください。
 周囲温度，周囲湿度は下記の範囲内でご使用ください。

性能保証＋5～＋35 ℃

5～85％RH
ただし，絶対湿度は 1～25 g/m3。結露はないこと。

保管条件－10～＋50 ℃

5～95％RH
ただし，絶対湿度は 1～29 g/m3，結露はないこと。

温湿度が著しく高いところでは信頼性を低下させます。25 ℃，50％RH 程度の環境でのご使用を推奨します。
図 2-1に周囲温度，湿度範囲を示します。

%RH
90
80

保管条件

性能保証

70
60
50
40
30
20
10
0
10

0

10

図 2-1

20

30

40

50 C

周囲温度，湿度範囲

 高度 2000 m 以下の屋内で使用してください。
 強い放射無線周波電磁界を受ける場所でのご使用は，一時的な出力電流計測の誤表示

や，オーバロード誤表示による出力オフが発生する場合がありますので，避けてくだ
さい。

2-3

BP4640 / BP4650

2.2 設置環境について

 強制空冷が十分機能するよう，吸気口（フロント部）や排気口（リア部）は壁などから 50 cm 以上離して設置し，空気の流通を確保してください。
 下記のような場所には絶対に設置しないでください。

屋外
直射日光のあたる場所
風通しが悪く狭いところ
湿気が多く結露しやすいところ
ほこりやちりの多いところ
腐食性，爆発性，引火性ガスのあるところ
火気や水気のあるところ
 本製品からの電磁放射によりラジオおよびテレビ放送の受信が妨害されることがあります。使用者が電磁放射を低減する特別な措置をとらない限り，本製品を住宅地域で使用することは避けてください。
 この製品の操作パネル部は LCD を搭載しています。鋭利なものや高温のもので損傷しないようにご注意ください。
パネルやケースの表面が汚れたときは，柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい
時は，中性洗剤に浸し堅くしぼった布で拭いてください。
シンナーやベンジンなどの有機溶剤や化学雑巾等で拭くと，変質や曇りを生じたり，塗装がはがれたりすることがありますので避けてください。
 持ち運びの際の注意事項

この製品は重量物です。一人で持ち上げたり運んだりすると，腰を痛めたり思わぬ怪我をする恐れがあります。
 キャスタは平坦な床面を人力で移動するためのものです。移動は歩行速度以下で発熱を避けてください。
キャスタに衝撃や振動が加わらないよう，落下，凸凹や突起のある床面での使用，運搬用リフト等の段差に当てるの等は避けてください。
キャスタに亀裂や破損等の異常がある場合は直ちに交換してください。
 傾斜した面にこの製品を設置しないでください。アジャスタフットは仮固定用で，自重を支えることはできません。また，この製品に寄りかかったり，この製品を支えにするようなことを行ったりしないでください。アジャスタフットの使用方法を図2-2に示します。
アジャスタフットは，上から見て，左（反時計方向）へ回すと上がり，右（時計方向）へ回すと下がります。
スパナ（幅 24 mm）などを使用して下げてください。

図2-2

アジャスタフットの使用方法

 この製品に乗ったり，物を載せる等の加重は避けてください。

2-4

BP4640 / BP4650

2.2 設置環境について

注 意 冬期の輸送時などのように周囲温度・湿度が急に変化すると，内部に結露が発生することがあります。このような場合はそのままにして結露がなくなってから電源を接続して
ください。

2-5

BP4640 / BP4650

2.3 接地および電源の接続

2.3

接地および電源の接続

2.3.1

接地
警

告

 必ず，この製品の電源入力端子の保護導体端子を“電気設備技術基準 D 種（100 Ω 以下）
接地工事”以上の大地アースに確実に接続してください。接地が確実でないと，感電するおそれがあります。
 この製品は漏洩電流が大きいので感電を防ぐために，電源入力端子へケーブルを接続するときは，必ず保護接地線を接続した後に，L1,L2,L3,N 端子への接続を行ってください。
 接地に用いるケーブルは，電源入力ケーブル以上の太さものを使用してください。

2.3.2

電源
注 意

 電源接続の前に接続先の電圧がこの製品の定格電源電圧に適合しているかどうかを確認してください。
 この製品の電源条件は，下記のとおりです。

電圧：三相 3 線入力
三相 4 線入力

200 V ～ 230 V ±10%，ただし 250 V 以下
380 V ±15% （相電圧 220 V ±15%），

ただし 433 V（相電圧 250 V）以下
周 波 数

：50 Hz / 60 Hz ±2 Hz

 電源の接続には，安全規格に注意し，消費電流(表 2-2)を考慮した太さのケーブルをご使用ください。保護接地線は電源入力ケーブル以上の太さのものをご使用ください。
表 2-2

モデル
BP4640BP4650

最大消費電力・電流
最大消費電流電源入力
電源入力
最大消費電力三相 3 線
三相 4 線
4.8 kVA
19 A
15 A
6 kVA
24 A
15 A

 電源ケーブルが不用意に外れたりゆるむことのないよう，ねじの締め付けやケーブル類の引回しに十分ご配慮ください。

警告 機器の内部には，高電圧の箇所があります。カバーは取り外さないでください。
 機器内部のヒューズ交換は，危険防止に精通している訓練されたサービス技術者以外の方は行わないでください。
2-6

BP4640 / BP4650

2.4 入出力端子への接続

2.4

入出力端子への接続

2.4.1

電源入力端子への接続

リア部の電源入力端子（三相 3 線入力は 3～LINE，三相 4 線入力は 3N～LINE）に，分電盤から電源を配線します。
安全のため，配線の際は必ず分電盤の電源供給を遮断してください。
この製品の電源入力端子部には（L1
線入力の場合のみ）。「

L2

L3

N

）の表示があります（N は三相 4」は保護接地に接続してください。

電源入力端子

図 2-3

警

電源入力端子告 この製品への電源供給は，必ず分電盤から行ってください。
 この製品と分電盤を接続する前に，必ず分電盤のブレーカ又はスイッチを開放してください。感電するおそれがあります。
 この製品と分電盤ブレーカ又はスイッチとの距離が 3 m 以内となるように配線してください。分電盤との距離が 3 m を超える場合は，この製品から 3 m 以内に別のブレーカ又はスイッチを設けて配線してください。ブレーカは JIS C 8201-2-1，JIS C 8201-2-2 又は IEC 60947-2 に，スイッチは JIS C 8201-3 又は IEC 60947-3 に適合する，L1～L3
および N すべての電源入力を遮断できるものを使用してください。
（ただし，保護接地は遮断されないこと。）ブレーカ又はスイッチにはこの製品の電源入力開放デバイスである
ことを表示してください。
これは JIS C 1010-1 または IEC 61010-1 の要求によるものです。

2-7

BP4640 / BP4650

2.4 入出力端子への接続
 電源接続手順
分電盤の電流容量を確認し，配線工事を行ってください。工事は専門技術者が行ってください。
① 樹脂製電源入力端子カバーを外します。
② 電源入力ケーブルをこの製品の電源入力端子に接続します。
ねじは確実に締めてください。
③ 樹脂製電源入力端子カバーを取り付けます。
④ この製品の電源スイッチがオフになっていることを確認し，電源入力ケーブルを分電盤に接続します。

注 意 この製品と分電盤との間で相 L1, L2, L3, N が正しく接続されていることを，十分確認
してください。
 三相 4 線入力（3P4W）で N を接続せずに使用すると，本製品が破損するおそれがあります。必ずすべての電源ケーブルを接続してください。

分電盤
L1

L2

分電盤

L3

L1

L2

L3

N

（保護接地）（保護接地）

三相 3 線入力

警

三相 4 線入力

告 樹脂製端子カバーを外したまま，本製品を使用しないでください。感電するおそれがあ
ります。

2-8

BP4640 / BP4650

2.4 入出力端子への接続

2.4.2

出力端子への接続

出力は電源入力との間で絶縁されています。出力の「Lo」は筐体に接続されています。
出力端子への接続には，最大出力電流を許容できるケーブルとスリーブ付き丸型圧着端子を使用してください。
負荷への配線はできるだけ太い線を用いて，ループを作らないようにより合わせ，かつ必要以上に長くしないようにしてください。

出力端子

図 2-4

出力端子

注 意
 この製品の出力 Lo 側端子は筐体に接続されています。したがってこの製品の出力を複数台直列接続して電圧を上げる等の接続はできませんので，ご注意ください。
 接地された負荷や，入力部が接地された測定器をこの製品の出力端子に接続しないでください。図 2-5に示すように電源の保護接地線に出力電流の一部が流れ，負荷や測定器に予期せぬ影響を与える恐れがあります。

警告 出力時は，絶対に出力端子部に触れないようにしてください。
 安全のため，必ず付属の端子カバーを装着して使用してください。
 感電と端子同士の接触を避けるために，出力端子への接続にはスリーブ付き丸型圧着端子を使用してください。

2-9

BP4640 / BP4650

2.4 入出力端子への接続

BP シリーズ

図 2-5

接地された負荷，測定器との接続

 出力端子部へのケーブル接続方法は次の通りです。
① 出力端子部に付いている M8 ねじを取り外します。
② ケーブルに装着した丸型圧着端子に，取り外したねじを差し込みます。
③ ケーブルがねじから抜けないように抑えながら，OUTPUT 端子に差し込みます。
④ 端子が固定されるまで，しっかりねじを締め込みます。適正な締め付けトルクは6.6(N・m)です。
⑤ Hi と Lo の両方を接続したら，付属の端子カバーを取り付けます。

警告 安全のため，必ず電源をオフにしてから出力を接続してください。

2-10

BP4640 / BP4650

2.4 入出力端子への接続

2.4.3

USB コネクタへの接続

市販の USB ケーブルを使用して，リア部の USB コネクタと PC を接続します。
USB ケーブルには漏洩電波低減のため，付属のフェライトコアを取り付けます。
USB 経由での外部 PC からの制御について「5.

USBインタフェース」，参照。

USBコネクタ

図 2-6

USB コネクタ----- コメント ------------------------------------------------------------------- USB ケーブルは，市販のタイプ A－タイプ B ケーブルを使用してください。
 充分シールドされた短い USB ケーブルのご使用を推奨します。
 USB ハブを使用した場合，通信不具合が出る場合があります。
 USB ケーブルには漏洩電波低減のため，付属のフェライトコアを取り付けてください。
----------------------------------------------------------------------------------

2-11

BP4640 / BP4650

2.4 入出力端子への接続

2.4.4

外部制御入出力コネクタへの接続

この製品は，外部からのディジタル信号入力によって制御したり，ディジタル信号で状態を出力するための外部ディジタル I/O（各 8 ビット）を備えています。コネクタは，Dsub 25
ピンです。

外部制御入出力
コネクタ

図 2-7

外部制御入出力コネクタ

各端子の信号を表 2-3に示します。
外部制御については，「4.6

外部制御入出力コネクタによる制御」，参照。

外部制御を有効にするには，「4.9.7

外部制御入力の有効／無効の設定」，参照。

2-12

BP4640 / BP4650

2.4 入出力端子への接続
表 2-3
ピン番号

外部制御入出力コネクタ端子一覧

入出力

機能

備考
0：オフ

1

出力

電源オン／オフ状態

2

出力

出力オン／オフ状態

3

出力

過負荷

4

出力

ソフトウェアビジー

5

出力

ステップ同期出力 06出力

ステップ同期出力 1

7

出力

未定義

8

出力

未定義

9

GND

10

入力

未定義

11

入力

出力オフ

立ち下がり検出

12

入力

出力オン

立ち下がり検出13

入力

シーケンス開始

立ち下がり検出14

入力

シーケンス停止

立ち下がり検出15

入力

シーケンスホールド

立ち下がり検出16

入力

シーケンスブランチトリガ 0

立ち下がり検出17

入力

シーケンスブランチトリガ 1

立ち下がり検出

18

GND

－

19

+5 V

－

20

出力

予約

21

出力

予約

22

出力

予約

23

出力

予約

24

出力

予約

25

出力

予約

1：オン
0：オフ
1：オン
0：正常
1：過負荷
0：定常
1：ビジー

－

2-13

50 mA 以下

BP4640 / BP4650

2.4 入出力端子への接続

2.4.5

外部信号入力端子への接続

信号源として外部からの信号入力を使用する場合，フロントパネルの外部信号入力端子（EXT SIGNAL IN）に接続します。接続には，BNC コネクタを備えた同軸ケーブルを使用してください。
外部信号入力端子の仕様を以下に示します。
周波数範囲：DC～200 kHz

利得：100 倍（100 V / 1 V），同相（全モデル共通，CV モード）
40 倍（40 A / 1 V），同相（BP4640，CC モード）
50 倍（50 A / 1 V），同相（BP4650，CC モード）

利得確度：±5%（1 kHz）

入力インピーダンス ：10 k
非破壊最大入力電圧 ：±5 V

EXT SIGNAL IN 端子

図 2-8

EXT SIGNAL IN 端子

2-14

BP4640 / BP4650

2.4 入出力端子への接続

2.4.6

モニタ出力端子への接続

出力電圧，出力電流をモニタする場合，フロントパネルのモニタ出力端子（MONITOR OUT）に接続します。接続には，BNC コネクタを備えた同軸ケーブルを使用してください。出力電圧をモニタする場合は Vo 端子，出力電流をモニタする場合は Io 端子に接続します。
モニタ出力端子の仕様を以下に示します。

 出力電圧モニタ出力
モニタレシオ：出力電圧の 1/100（1 V / 100 V），同相（全モデル共通）

モニタ確度：出力電圧の±1.2 V（モニタ出力負荷インピーダンス 1 M）

周波数特性：DC～40 kHz：±0.5 dB
40 kHz～400 kHz：+1 dB，-3 dB（1kHz 基準，モニタ出力負荷インピーダンス 1 M）

出力インピーダンス ：50  出力電流モニタ出力
モニタレシオ：出力電流の 1/40（1 V / 40 A），同相（BP4640）
出力電流の 1/50（1 V / 50 A），同相（BP4650）

モニタ確度：出力電流の±0.8 A（BP4640）
出力電流の±1 A（BP4650）（モニタ出力負荷インピーダンス 1 M）

周波数特性：DC～20 kHz：±0.5 dB
20 kHz～200 kHz：+1 dB，-3 dB（1kHz 基準，モニタ出力負荷インピーダンス 1 M）

出力インピーダンス ：50 

MONITOR OUT 端子

図 2-9

MONITOR OUT 端子

2-15

BP4640 / BP4650

2.5 電源のオン／オフと動作の確認

2.5

電源のオン／オフと動作の確認
接続が終了したら動作を確認します。下記の手順にしたがって電源を投入してください。

（1） これまでの項目にしたがって，正しく配線されていることを確認してください。
（2） この製品の電源スイッチをオンにします。電源が投入され，動作を開始します。

①

POWER スイッチの右側(ON)を押す。

②

LCD が点灯し、起動画面が表示されます。

（3） 電源オン直後の操作パネルは，前回電源オフしたときと同じ設定値となっています。
購入して初めてオンにした場合は，内部に用意されたデフォルトの設定状態になっています。
「4.7 メモリ機能」，参照。
メモリに保存した設定値を読み出す場合の操作方法（4） 電源をオフにする場合は，OUTPUT オフの状態を確認してから，POWER スイッチの左側を押します。電源が遮断され，オフになります。

注 意 ケーブルの接続は確実に行ってください。誤接続は故障の原因になる場合があります。
 電源をオフする場合は，必ず OUTPUT がオフの状態であることを確認してください。

2-16

BP4640 / BP4650

2.6 電波法について

2.6

電波法について注 意 この製品は，その使用状態により，電波法に定められた「高周波利用設備」に該当する場合があります。

a) 関係法令の概略は，下記のとおりです。
● 電波法第 100 条によれば，下記のような設備が「高周波利用設備」に該当します。

(1) 電線路に 10 kHz 以上の高周波電流を通ずる電信，電話その他の通信設備。
(2) 無線設備および前出(1)以外の設備であって，10 kHz 以上の高周波電流を利用するもののうち総務省令で定めるもの。
● 上記の中で「総務省令」とは電波法施行規則第 45 条を指し，これによると，許可を要する設備とは下記のようなものになります。
(1) 医療用設備（高周波エネルギーを発生して医療のために用いるもので，50 W を超える出力を使用するもの）(2) 工業用加熱設備（高周波エネルギーを発生して工業用加熱に用いるもので，50 W を超える出力を使用するもの）(3) 各種設備（高周波エネルギーを負荷に与え，加熱，電離などの目的に用いる設備で，50 W を超える出力を使用するもの）● 使用形態が上記に規定される「高周波利用設備」に該当する場合は，無線局免許手続き規則第 26 条により，設備の設置場所を管轄する総合通信局に対し，所定の申請書を提出して総務大臣の許可を受けなければなりません。
詳細について → 電波法第 100 条・電波法施行規則第 45 条・無線局免許手続き規則
第 26 条・無線設備規則第 65 条，参照。
b) 各総合通信局のホームページで，申請用紙とその記入方法を入手したり，手続きの詳細や申請書に別途添付する書類について知ることができます。
c) 申請は，設備を設置する人が行います。設置場所などの情報を記入しなくてはならないからです。
d) 添付書類として，この製品の外観図又は写真が必要になります。
ご不明の点は，当社営業までご連絡ください。

2-17

BP4640 / BP4650

3.

各部の名称

3.1 各部の名称 ······································ 3-2
3.1.1 操作パネル部 ································ 3-2
3.1.2 フロント部 ·································· 3-4
3.1.3 リアパネル部 ································ 3-6
3.2 LCD表示部の傾け方 ······························· 3-7

3-1

BP4640 / BP4650

3.1 各部の名称

3.1

各部の名称

3.1.1

操作パネル部BIPOLAR DC POWER SUPPLY BP4620

1

5
6
4
2
OUTPUTCANCEL

ENTER

7
TOP
MENU

START

SEQUENCE
STOP

HOLD

LOCAL

3

8

9

1

LCD
横 320×縦 240pixel，青・白 2 色の LCD 表示器です。操作パネル部を操作することにより，コントラストの調整が可能です。
「4.1 LCD画面」，参照。

2

オン／オフ LED
出力オン／オフの状態を表示するランプです。
オンで点灯，オフで消灯します。
「4.3.2 出力のオン／オフ」，参照。

3

OUTPUT キー
出力オン／オフを切り換えます。
「4.3.2 出力のオン／オフ」，参照。

3-2

BP4640 / BP4650

3.1 各部の名称

4

CANCEL キー
操作の取り消し，エントリーボックスのクローズ，メニューツリーの 1 階層上への移動に使用します。
「4.2 基本操作」，参照。

5

UP／DOWN キー
メニュー，セレクトボックスでのカーソル移動に使用します。
「4.2 基本操作」，参照。

6

ENTER キー設定の確定入力，エントリーボックスのオープン，メニューツリーの 1 階層下への移動に使用します。
「4.2 基本操作」，参照。

7

MODIFY ダイヤルモディファイボックスのディジットカーソルのある桁の値変更に使用します。
「4.2 基本操作」，参照。

8

DIGIT キーモディファイボックスのディジットカーソルの移動に使用します。
「4.2 基本操作」，参照。

9

ショートカットキー
頻繁に使う機能を呼び出すときに使用します。
「4.2.7 ショートカットキー」，参照。

3-3

BP4640 / BP4650

3.1 各部の名称

3.1.2

フロント部

12

13

11

14

15
16
17

10

10

POWER スイッチ
電源スイッチです。この製品の電源を投入します。

11

吸気口
冷却用空気取り入れ口です。定期的にフィルタの清掃を行ってください。
「7.5 エアフィルタの清掃」，参照。

12

EXT SIGNAL IN
外部の信号を入力する場合に使用するコネクタです。
「2.4.5 外部信号入力端子への接続」，参照。

3-4

BP4640 / BP4650

3.1 各部の名称

13

MONITOR OUT－Vo
電圧モニタ用出力端子です。
「2.4.6 モニタ出力端子への接続」，参照。

14

MONITOR OUT－Io
電流モニタ用出力端子です。
「2.4.6 モニタ出力端子への接続」，参照。

15

T ボリューム
時定数を調整します。
「4.10 レスポンスキャリブレーション」，参照。

16

V ボリューム
電圧帰還量を調整します。
「4.10 レスポンスキャリブレーション」，参照。

17

I ボリューム
電流帰還量を調整します。
「4.10 レスポンスキャリブレーション」，参照。

3-5

BP4640 / BP4650

3.1 各部の名称

3.1.3

リアパネル部

19

20
21

22

18

18

出力端子
電圧，電流の出力端子です。Lo 側は内部で筐体に接続されています。
「2.4.2 出力端子への接続」，参照。

19

排気口
冷却用空気吐き出し口です。

20

USB コネクタ
外部コンピュータから制御を行うための USB インタフェースコネクタです。
「2.4.3 USB コネクタへの接続」，「5. USBインタフェース」，参照。

21 外部制御入出力コネクタ

外部のディジタル信号によって出力やシーケンス動作を制御するための入出力コネクタです。
「2.4.4 外部制御入出力コネクタへの接続」，参照。
22 LINE

INPUT

電源入力端子です。電圧入力範囲にご注意ください。
「2.4.1 電源入力端子への接続」，参照。

3-6

BP4640 / BP4650

3.2 LCD表示部の傾け方

3.2

LCD 表示部の傾け方
LCD 表示を見やすくするために操作パネルを傾けることができます。

図 3-1

操作パネル部の持ち上げ

持ち上げの際は，まず操作パネル部の上下両端を手前側に軽く引きます。
止まるところまでパネルを前に引き出したあと，操作パネル下部のみをゆっくり上に持ち上げます。操作パネルは任意の角度で固定されます。

 操作パネル部の持ち上げ方(1) 操作パネル部の上下両端を持ち，軽く手前に引き出します。
(2) 操作パネル部が止まるところまで前に引き出します。

図 3-2(3) そのまま，パネル下部のみをゆっくり上に持ち上げます。
(4) 固定したい角度まで持ち上げたら，手を離します。

操作パネル部の持ち上げ方
3-7

BP4640 / BP4650

3.2 LCD表示部の傾け方

注 意 操作パネルを前に引き出さないまま上に持ち上げると故障の原因となりますので，お止めください。

 操作パネル部の収納方法(1) 操作パネル部の上下両端を持ち，パネル下部をゆっくり下におろします。
(2) 操作パネル部の角度が垂直になるまでおろし
ます。

図 3-3

(3) パネルの上下前面（LCD 部分以外）に手を添え，角度を保ったまま押し込みます。
(4) カチッと音がするまで押し込み，収納します。

操作パネル部の収納方法

注 意 操作パネル部の引き出し，持ち上げ，収納は必ず両手で行ってください。

警告 操作パネル部の開閉時は，手を挟まないようにご注意ください。

3-8

BP4640 / BP4650

4. 操作
4.1 LCD画面 ········································· 4-3
4.1.1 状態アイコン ································ 4-4
4.1.2 ワーニング，エラー表示 ······················ 4-5
4.1.3 シーケンス表示 ······························ 4-5
4.2 基本操作 ········································ 4-6
4.2.1 メニューについて ···························· 4-6
4.2.2 メニューツリーの移動方法 ···················· 4-9
4.2.3 数値入力操作 ······························· 4-10
4.2.4 確定操作が必要な数値入力操作（USB ID設定時） 4-10
4.2.5 確定操作が必要な選択入力操作 ··············· 4-10
4.2.6 実行入力 ··································· 4-11
4.2.7 ショートカットキー ························· 4-11
4.3 基本機能 ······································· 4-12
4.3.1 動作モードの設定 ··························· 4-13
4.3.2 出力のオン／オフ ··························· 4-15
4.3.3 直流電圧，直流電流の設定 ··················· 4-17
4.3.4 重畳交流電圧，重畳交流電流の設定 ··········· 4-18
4.3.5 周波数の設定 ······························· 4-21
4.3.6 波形の設定 ································· 4-22
4.4 リミッタ設定 ··································· 4-24
4.4.1 出力電圧範囲のシフト ······················· 4-26
4.4.2 出力電圧リミッタ ··························· 4-28
4.4.3 出力電流リミッタ ··························· 4-28
4.5 シーケンス動作 ································· 4-29
4.5.1 シーケンス動作の仕様 ······················· 4-29
4.5.2 シーケンスの設定 ··························· 4-36
4.5.3 シーケンスのプログラミング ················· 4-38
4.5.4 シーケンス動作の制御 ······················· 4-43
4.5.5 シーケンスメモリのクリア ··················· 4-45
4.5.6 シーケンス動作の設定例 ····················· 4-46
4.5.7 シーケンス動作の実行 ······················· 4-50
4.6 外部制御入出力コネクタによる制御 ················ 4-54
4.7 メモリ機能 ····································· 4-55
4.8 リモート制御 ··································· 4-58
4.8.1 INTERFACEの切替え ·························· 4-59
4.8.2 USB IDについて ····························· 4-60
4.8.2.1 USBTMC ································· 4-60
4.8.2.2 USB488 ································· 4-62
4.8.3 ローカルモードへの移行 ····················· 4-64
4-1

BP4640 / BP4650

4.9 システムメニュー ······························· 4-67
4.9.1 キーロック ································· 4-69
4.9.2 ビープ音 ··································· 4-70
4.9.3 LCDコントラストの調整 ······················ 4-71
4.9.4 LCD表示色の設定 ···························· 4-72
4.9.5 周波数，時間単位の設定 ····················· 4-73
4.9.6 出力，レスポンスキャリブレータの電源投入時動作の設定 ······································· 4-74
4.9.7 外部制御入力の有効／無効の設定 ············· 4-75
4.9.8 リセット機能 ······························· 4-76
4.9.9 システム情報 ······························· 4-76
4.10 レスポンスキャリブレーション ··················· 4-77
4.10.1 概説 ······································· 4-77
4.10.2 固定特性 ··································· 4-78
4.10.3 調整特性 ··································· 4-79
4.10.4 調整例 ····································· 4-82
4.11 外部信号入力 ··································· 4-83
4.12 電圧，電流モニタ ······························· 4-84
4.13 計測機能 ······································· 4-85

4-2

BP4640 / BP4650

4.1 LCD画面

4.1

LCD 画面
操作パネル部の LCD は，図 4-1，図 4-2のように複数のウィンドウに分割して表示されま

す。

A
B

D
C

図 4-1

LCD 画面（通常時）

E

図 4-2

LCD 画面（ワーニング表示時）

4-3

BP4640 / BP4650

4.1 LCD画面
画面の各エリアには，以下の情報を表示します。
A：状態ウィンドウ

： 機器の各種状態を示す領域です。

B：メッセージボックス： エラーが発生した場合，状態ウィンドウ下段にメッ
セージボックスが現れ，その要因を表示します。メッ
セージボックスは 1.5 秒後に自動的に閉じます。また，
オーバロードやシーケンスの進行状況も表示します。

C：計測値ウィンドウ： 計測値を表示する領域です。

D：メニューウィンドウ： 設定操作を行う領域です。

E：メッセージ表示ウィンドウ ： ユーザによる確認入力が必要なエラーが発生した場
合，メッセージ表示ウィンドウにワーニングメッセー
ジを表示します。ENTER キーを入力するまで表示し続
けます。

4.1.1

状態アイコン

状態ウィンドウの上部には，この製品の状態を表す状態アイコンが表示されます。
表示される状態アイコンを表 4-1に示します。
表 4-1
アイコン

状態アイコン一覧

項目
バッテリ消耗

説明

バックアップメモリサムチェックエラー時に，バッテリがなくなったと判断して点滅します。

校正データ有効／無効

校正データが無効の場合，点滅します。

エラー

エラー発生時に数秒間点灯します。

ビジー

ビジー時に点灯します。

オーバロードオーバロード時に点滅します。
これらのアイコンは，操作パネル上の同じ位置に表示

シーケンス実行中されます。シーケンスの状態により，表示されるアイコンが以下のように変わります。

シーケンスホールド中
キーロック

Idle 状態時：何も表示されません。

Run 状態時：が表示されます。

Hold 状態時：が表示されます。

キーロックオンに設定しているときに点灯します。
これらのアイコンは，操作パネル上の同じ位置に表示

リモートされます。この製品の状態により，表示されるアイコンが以下のように変わります。

ローカルロックアウト

ローカル時：何も表示されません。

リモート時

：

が表示されます。

ローカルロックアウト時 ：が表示されます。

4-4

BP4640 / BP4650

4.1 LCD画面

4.1.2

ワーニング，エラー表示

ワーニング，エラー発生時，メッセージボックス，メッセージ表示ウィンドウにエラーメッ
セージが表示されます。
「6.

エラーメッセージの詳細について

4.1.3

トラブルシューティング」，参照。

シーケンス表示

この製品はシーケンスの進行状況を表示する機能を備えています。表 4-2に示す情報をメッセージボックスに表示します。
表 4-2
メッセージ

内

シーケンス表示容

SEQUENCE ： RUNNING / STEP *** シーケンス実行中
SEQUENCE ： HOLDING / STEP *** シーケンスホールド中SEQUENCE ： FINISH

シーケンス終了

4-5

備

考***は，実行中のステップ番号を表します。
***は，ホールド中のステップ番号を表します。
2 秒後に自動的に消えます。

BP4640 / BP4650

4.2 基本操作

4.2

基本操作
ここでは，この製品の基本的な操作方法を説明します。

4.2.1

メニューについてこの製品では，各種パラメタ設定操作を階層型メニューシステムで提供します。
メニューの操作は，LCD 画面のメニューウィンドウで行います。
この製品のメニューツリーを図 4-3に示します。

(1)SET(2)MISC(3)SEQUENCE(4)PROGRAM(5)MEMORY(6)REMOTE(7)SYSTEM(8)INFORMATION

図 4-3

メニューツリー

表 4-3～表 4-8に，各メニューに表示される項目を示します。

4-6

BP4640 / BP4650

4.2 基本操作
表 4-3
アイコン

項

SET メニューの項目一覧

目

参照箇所

動作モードの選択「4.3.1

動作モードの設定」

出力のオン／オフの選択「4.3.2

出力オン／オフ」

レスポンスキャリブレーション
「4.10
機能の設定
ン」

レスポンスキャリブレーショ

出力する直流電圧の設定「4.3.3直流電圧，直流電流の設定」

出力する直流電流の設定「4.3.3直流電圧，直流電流の設定」「4.3.4 重畳交流電圧，重畳交流電流の設定」「4.3.4 重畳交流電圧，重畳交流電流の設定」

重畳交流電圧の設定
重畳交流電流の設定
重畳交流電圧周波数，重畳交流電流周波数の設定「4.3.5周波数の設定」重畳する交流波形の選択「4.3.6波形の設定」「4.4

リミッタ設定」＋電圧リミッタの設定－電圧リミッタの設定＋電流リミッタの設定－電流リミッタの設定
その他の機能の利用，詳細な設定
表 4-4
項目名

「表 4-4MISCメニューの項目一覧」

MISC メニューの項目一覧

設定項目

参照箇所

SEQUENCE

シーケンスメニューを開く「4.5

シーケンス動作」

MEMORY

メモリメニューを開く「4.7

メモリ機能」

REMOTE

リモートメニューを開く「4.8

リモート制御」SYSTEM

システムメニューを開く「4.9

システムメニュー」

4-7

BP4640 / BP4650

4.2 基本操作
表 4-5
項目名

設定項目

CONTOROL...

参照箇所

シーケンス動作の制御

STEP

ステップ番号

TIME

ステップ時間DC VOLT

直流電圧

DC CUR

直流電流－

重畳交流電圧AC CUR

重畳交流電流

FREQ
－
WAVE
－

「4.5.4

シーケンス動作の制御」

直流電圧／直流電流動
作種別

AC VOLT－PROGRAMSEQUENCE メニューの項目一覧

重畳交流電圧／重畳交流電流動作種別
周波数
周波数動作種別「4.5.3 シーケンスのプログラミング」

波形
波形動作種別SYNC CODE ステップ同期出力－
STOP PHS

ステップ同期出力動作
種別
ステップ終了位相

STEP TERM ステップ終端
JUMP STEP ジャンプステップ

MEMORY...

JUMP NUM

ジャンプ回数

BRANCH0ブランチ 0

BRANCH1

ブランチ 1
シーケンスメモリのク
リア
表 4-6

項目名

「4.5.5MEMORY メニューの項目一覧

設定項目

STORE...

設定内容の保存RECALL...

設定内容の呼び出し

CLEAR...

設定内容のクリア

シーケンスメモリのクリア」

参照箇所

「4.7

4-8

メモリ機能」

BP4640 / BP4650

4.2 基本操作

表 4-7
項目名

REMOTE メニューの項目一覧

設定項目

参照箇所

INTERFACE

インタフェース規格を表示

VENDOR ID

Vendor 番号を表示

PRODUCT ID

Product 番号を表示

SERIAL NO

シリアル番号を表示

USB488 ID
LOCAL...

「4.8.1

INTERFACEの切替え」「4.8.2.1

USBTMC」

USB488 ID を表示「4.8.2.2

USB488」

ローカルモードへの移行「4.8.3

表 4-8
項目名

ローカルモードへの移行」

SYSTEM メニューの項目一覧

設定項目

参照箇所

KEYLOCK

キーロック「4.9.1

キーロック」

BEEP

ビープ「4.9.2

ビープ音」

CONTRAST

LCD コントラスト「4.9.3

LCDコントラストの調整」

COLOR

LCD 表示色「4.9.4

LCD表示色の設定」

FREQ UNIT

周波数単位

TIME UNIT

時間単位「4.9.5周波数，時間単位の設定」

INIT OUT

電源投入時出力オン／オフ

INIT RSP「4.9.6 出力，レスポンスキャリブレー
電源投入時レスポンスキャリブ タの電源投入時動作の設定」
レータオン／オフ「4.9.7 外部制御入力の有効／無効の設定」

EXT CONTROL 外部制御入力有効／無効
RESET...

リセット

INFORMATION システム情報の表示

4.2.2「4.9.8リセット機能」「4.9.9システム情報」

メニューツリーの移動方法

メニューウィンドウ表示項目の移動は，UP キー入力，DOWN キー入力により行います。メニューツリーの下位メニューへの移動は ENTER キー入力，上位メニューへの移動は CANCEL
キー入力により行います。
具体的には，下記の手順で行います。
① メニューウィンドウに表示されるメニューカーソルを UP キー入力，DOWN キー入力により動かして，右端に“▶ ”マークが付いているメニュー項目を選択してください。
② その状態で ENTER キーを入力すると，下位メニューに移動します。
③ さらにその状態で CANCEL キーを入力すると，再び上位メニューに移動します。
④ さらに CANCEL キーを入力し続けると，最終的にトップメニューに戻ります。

4-9

BP4640 / BP4650

4.2 基本操作

4.2.3

数値入力操作

数値の入力を操作する必要がある場合，モディファイボックスが表示されます。
モディファイボックスを開くと，ひとつの桁にディジットカーソルが表示されます。DIGIT
キーでディジットカーソルを移動し，MODIFY キーで値を増減させます。モディファイボッ
クスでは MODIFY キーによる値の変更ごとに実際の設定値を更新します。モディファイボッ
クスは，ENTER キーおよび CANCEL キー入力によって閉じます。

図 4-4

4.2.4

モディファイボックス

確定操作が必要な数値入力操作（USB ID 設定時）

USB ID の設定はモディファイボックスで行いますが，実際の設定値は MODIFY キーの入力ごとに更新されるわけではありません。
ENTER キーを入力してモディファイボックスを閉じることにより，実際に設定値が更新されます。CANCEL キーの入力によってモディファイボックスを閉じた場合は，変更した値が無効となります。
「4.8

4.2.5

リモート制御」，参照。

確定操作が必要な選択入力操作

複数の項目からひとつを選択して設定する場合は，セレクトボックスが表示されます。
セレクトボックスを開くと，ひとつの選択項目に選択カーソルが表示されます。選択項目
は縦に並べられており，UP キー，DOWN キーによって選択カーソルを移動します。
セレクトボックスに収まらない項目が存在する場合は，上部なら最上行に“▲”，下部なら最下行に“▼”を表示します。UP キー，DOWN キーを押すと 1 項目単位でスクロールします。“▲”
や“▼”に選択カーソルが移動することはありません。
ENTER キー入力で実際に設定を更新し，セレクトボックスを閉じます。CANCEL キー入力
でセレクトボックスを閉じた場合は，変更した設定が無効となります。

図 4-5

セレクトボックス

4-10

BP4640 / BP4650

4.2 基本操作

4.2.6

実行入力

ENTER キー入力によって実際に実行する項目では，エグゼボックスが表示されます。
エグゼボックスには実行を促す項目がひとつだけ表示され，その上に実行カーソルが表示されます。
ENTER キー入力で実際に実行され，エグゼボックスを閉じます。CANCEL キー入力でエグゼ
ボックスを閉じた場合は，実行されません。

図 4-6

4.2.7

エグゼボックス

ショートカットキー

この製品では，ショートカットキーにより以下の操作が可能です。
表 4-9
キーNo.

ショートカットキー一覧

操作パネル上の表記

機能1TOP MENU

通常表示（メニューのトップ）に戻る

2

START

シーケンス開始

3

STOP

シーケンス停止

4

HOLD

シーケンスホールド

5

LOCAL

ローカルに戻るキーNo.2～4 の機能について「4.5

シーケンス動作」，参照。

キーNo.5 の機能について「4.8.3

4-11

ローカルモードへの移行」，参照。

BP4640 / BP4650

4.3 基本機能

4.3

基本機能
この製品は，メニューウィンドウの SET 画面の操作により，以下の基本機能の設定を行う

ことが可能です。
・：動作モードを選択します。
（

・「4.3.3直流電圧，直流電流の設定」，参照）「4.3.4重畳交流電圧，重畳交流電流の設定」，参照）「4.3.4重畳交流電圧，重畳交流電流の設定」，参照）：重畳交流電圧周波数，重畳交流電流周波数を設定します。
（

・

直流電圧，直流電流の設定」，参照）：重畳交流電流を設定します。
（

・「4.3.3：重畳交流電圧を設定します。
（

・

出力のオン／オフ」，参照）：出力する直流電流を設定します。
（

・「4.3.2：出力する直流電圧を設定します。
（

・

動作モードの設定」，参照）：出力のオン／オフを選択します。
（

・「4.3.1「4.3.5周波数の設定」，参照）：重畳する交流波形を選択します。
（「4.3.6波形の設定」，参照）

メニューウィンドウ

図 4-7

LCD 画面

4-12

BP4640 / BP4650

4.3 基本機能

4.3.1

動作モードの設定

この製品には，表 4-10に示す 6 つの動作モードがあります。出力オン時にモードの切り換えを行うことはできません。出力オフの状態で設定してください。
表 4-10電圧／電流
CV（定電圧）CC（定電流）動作モード一覧
信号源

動作モード

INT（内部）

CV-INT

EXT（外部）

CV-EXT

ADD（内部＋外部）

CV-ADD

INT（内部）CC-INT

EXT（外部）

CC-EXT

ADD（内部＋外部）

CC-ADD 電圧／電流の設定
この製品は，CV（定電圧）／CC（定電流）の 2 種類のアンプモードに設定可能です。
・ CV ： この製品を定電圧源として使用します。入力信号に比例した電圧を負荷に供給します。
・ CC ： この製品を定電流源として使用します。入力信号に比例した電流を負荷に供給します。

 信号源の設定
この製品は，INT（内部）／EXT（外部）／ADD（内部＋外部）の 3 種類の信号源モードに設定可能です。
・ INT ： この製品の内部信号源を使用します。操作パネルのメニューで設定した直流／
交流電圧（電流），交流周波数の波形を出力します。
・ EXT ： フロント部にある外部信号入力端子（EXT SIGNAL IN）に接続した外部信号源からの波形を出力します。
・ ADD ： 上記の INT，EXT の信号源を加算した波形を出力します。
この製品の信号源部分のブロック図を図 4-8に示します。

4-13

BP4640 / BP4650

4.3 基本機能

EXT SIGNAL IN

EXT+to AMP CONTROLINTINT DC+INT OSC(Sin,Squ,Arb)

図 4-8

信号源部分のブロック図

 操作手順，①

CANCEL②

ENTER

キーを押して，セレクトボックスを表示させます。

ENTER

，

CANCEL④

ENTER

アイコンまでカーソルを移動します。

ENTER

CANCEL③

キーを押して，キーを押して，設定するモードまでカーソルを移動します。

ENTER

キーを押すと，選択しているモードに設定されます。
4-14

BP4640 / BP4650

4.3 基本機能

4.3.2

出力のオン／オフ

この製品は，操作パネル部の操作により，出力のオン／オフが制御可能です。
出力オン／オフの際は，出力レベルを 0 に絞ってから出力リレーの開閉を行い，接点アー
クを低減しています。
出力のオン／オフは，以下の 2 種類の方法で制御します。

 操作手順（メニューから操作する場合），①

CANCEL②

ENTER

アイコンまでカーソルを移動します。

ENTER

キーを押して，セレクトボックスを表示させます。

CANCEL③

キーを押して，

ENTER，

キーを押して，出力オフ時は“ON”，出力オン時は“OFF”までカーソルを移動します。

CANCEL

ENTER

4-15

BP4640 / BP4650

4.3 基本機能

④

ENTER

キーを押すと，出力がオン／オフします。

出力オンにするとオン／オフ LED が点灯し，出力オフにすると消灯します。

OUTPUTOUTPUT

出力オフ

出力オン

 操作手順（OUTPUT キーで操作する場合）
OUTPUT

この製品は，

キーを押すだけで出力のオン／オフが制御可能です。

出力オンにするとオン／オフ LED が点灯し，出力オフにすると消灯します。

OUTPUTOUTPUT

出力オフ

出力オン

注 意
 電源をオフする場合は，必ず OUTPUT がオフの状態であることを確認してください。

注 意 出力オン・オフの切り換え時にはこの製品の内部回路の切り換えのために出力にパルス状の電圧または電流が出力されることがあります。そのため，負荷によっては，この電圧や電流による影響が発生する場合があります。
 出力にスイッチを追加することにより，このような電圧・電流が負荷に印加されることを防ぐことができる場合があります。詳細については当社までお問い合わせください。

4-16

BP4640 / BP4650

4.3 基本機能

4.3.3

直流電圧，直流電流の設定

この製品を直流電圧源として使用する場合（CV-INT，CV-ADD モード時），操作パネルで直流電圧を設定します。
・設定範囲 ：－115 V～115 V
・分解能：0.01 V

この製品を直流電流源として使用する場合（CC-INT，CC-ADD モード時），操作パネルで直流電流を設定します。
・設定範囲 ：－40 A～40 A（BP4640）－50 A～50 A（BP4650）
・分解能：0.01 A 操作手順，①

キーを押して，

アイコン（直流電圧設定時），または

アイコン（直流電流設定時）までカーソルを移動します。

CANCEL②

ENTER

CANCEL

ENTER

キーを押して，モディファイボックスを表示させます。

ENTER

4-17

BP4640 / BP4650

4.3 基本機能③，

キーを押して，変更する桁までカーソルを移動し，MODIFY ダイヤルを回して，数値を設定します。出力オン時は，設定した値は直ちに出力に反映されます。

④ すべての桁を設定したら，

4.3.4

CANCEL

，または

ENTER

キーを押して操作を終了します。

重畳交流電圧，重畳交流電流の設定

この製品の直流出力電圧に交流電圧を重畳する場合，または交流電圧のみを出力する場合（CV-INT，CV-ADD モード時），操作パネルで重畳交流電圧を設定します。
・設定範囲 ：0 Vp-p～120 Vp-p・分解能：0.1 Vp-p

この製品の直流電流に交流電流を重畳する場合，または交流電流のみを出力する場合（CC-INT，CC-ADD モード時），操作パネルで重畳交流電流を設定します。
・設定範囲 ：0 Ap-p～120 Ap-p（BP4640）
0 Ap-p～150 Ap-p（BP4650）
・分解能：0.1 Ap-p

 操作手順①，

キーを押して，

アイコン（重畳交流電圧設定時），または

アイ

コン（重畳交流電流設定時）までカーソルを移動します。

CANCEL

ENTER

4-18

BP4640 / BP4650

4.3 基本機能

②

ENTER

CANCEL③，

キーを押して，モディファイボックスを表示させます。

ENTER

キーを押して，変更する桁までカーソルを移動し，MODIFY ダイヤルを回して，数値を設定します。出力オン時は，設定した値は直ちに出力に反映されます。

④ すべての桁を設定したら，

CANCEL

，または

ENTER

4-19

キーを押して操作を終了します。

BP4640 / BP4650

4.3 基本機能
設定値と実際の出力
この製品の出力は，増幅部の周波数特性の影響を受けるので，周波数が高くなると振幅設定値と実際の出力振幅との間にずれが生じます。
図 4-9に，操作パネルの設定値と実際の出力値の関係（代表例）を示します。
周波数特性は，負荷条件，応答特性，出力波形，負荷ケーブルの長さ等によっても変化します。
CVモード、出力電圧の周波数特性
140120
出力電圧［Vp-p］

100
80
60
40
20
10

100

1k

10 k

100 k

10 k

100 k

周波数［Hz］

CCモード、出力電流の周波数特性
120100

出力電流［%］



80
60
40
20
0
10

100

1k

周波数［Hz］

図 4-9

CV，CC モード抵抗負荷での周波数特性※CC モードのグラフにおける縦軸の 100%の電流値と各モデルの負荷抵抗値は以下の通りです。

項目
出力電流
負荷抵抗値

BP464080 Ap-p
1.5 Ω

BP4650100 Ap-p
1.2 Ω

4-20

BP4640 / BP4650

4.3 基本機能

4.3.5

周波数の設定重畳交流電圧，重畳交流電流発生時，操作パネルの操作により，重畳交流電圧周波数，重畳交流電流周波数の設定が可能です。
・設定範囲 ：1 Hz～100 kHz
・分解能：0.1 Hz 操作手順，①

CANCEL②

ENTER

CANCEL③，

キーを押して，

アイコンまでカーソルを移動します。

ENTER

キーを押して，モディファイボックスを表示させます。

ENTER

キーを押して，変更する桁までカーソルを移動し，MODIFY ダイヤルを回して，数値を設定します。出力オン時は，設定した値は直ちに出力に反映されます。

④ すべての桁を設定したら，

CANCEL

，または

ENTER

4-21

キーを押して操作を終了します。

BP4640 / BP4650

4.3 基本機能

4.3.6

波形の設定

この製品は，操作パネルの操作により，出力する波形を正弦波，方形波，任意波（16 種類）の中から選択可能です。任意波は，USB インタフェースによるデータ転送で作成します。
出力オン時に重畳交流電圧波形，重畳交流電流波形の変更はできません。波形の変更は，出力オフの状態で行ってください。
表 4-11に示す波形が選択可能です。
表 4-11

重畳交流電圧波形，重畳交流電流波形一覧

操作パネル内の表記

種

SIN

正弦波

SQU

方形波

ARB1～ARB16

類

任意波形（16 種類）

 操作手順，①

CANCEL②

ENTER

CANCEL

キーを押して，

アイコンまでカーソルを移動します。

ENTER

キーを押して，セレクトボックスを表示させます。

ENTER

4-22

BP4640 / BP4650

4.3 基本機能③，

CANCEL④

ENTER

キーを押して，出力する波形までカーソルを移動します。

ENTER

キーを押すと，選択している波形に設定されます。

4-23

BP4640 / BP4650

4.4 リミッタ設定

4.4

リミッタ設定この製品は負荷保護のため，ハードウェアによる出力電圧，出力電流リミッタ機能を備えています。
出力電圧，出力電流それぞれの最大値を正負独立に設定可能です。出力電圧，電流を設定した値に制限することにより，接続した負荷の故障防止に効果的です。
出力電圧，出力電流供給範囲の詳細について「8.20

出力電圧，出力電流供給範

囲」，参照。
表 4-12モデル

全モデル共通BP4640BP4650

リミッタ設定範囲

設定項目

最小値

最大値

＋電圧リミッタ－電圧リミッタ＋電流リミッタ－電流リミッタ＋電流リミッタ－電流リミッタ

7.0 V－117.0 V
4 A－104 A
5 A－130 A

117.0 V
－7.0 V
104 A
－4 A
130 A
－5 A

分解能
0.1 V
0.1 V
1 A
1 A
1 A
1 A

※電流リミッタの設定確度は以下の直流電流以内における値です。
項目
BP4640BP4650
電流
±40 A

初期値
62.0 V－62.0 V
104 A
－104 A
130 A－130 A

設定確度
(DC)※
±1 V
±4 A
±5 A

±50 A

 出力電圧範囲について
この製品は，±電圧リミッタ設定によって出力電圧範囲が決まります。
±電圧リミッタの最大幅は 124 V，最小幅は 24 V に制限され，相互に連動します。

 出力電圧／出力電流，各設定値の保持についてリミッタ設定値は CV／CC モードで別々に保持します。

注 意 高い周波数（正弦波の場合，約 1 kHz 以上）の出力時は，リミッタ動作の遅延のため，リミッタレベルを超えて出力されますのでご注意ください。

4-24

BP4640 / BP4650

4.4 リミッタ設定

 操作手順（＋電圧リミッタを設定する場合），①

CANCEL②

ENTER

CANCEL③，

キーを押して，

アイコンまでカーソルを移動します。

ENTER

キーを押して，モディファイボックスを表示させます。

ENTER

キーを押して，変更する桁までカーソルを移動し，MODIFY ダイヤルを回して，数値を設定します。出力オン時は，設定した値は直ちに出力に反映されます。

④ すべての桁を設定したら，

CANCEL

，または

ENTER

4-25

キーを押して操作を終了します。

BP4640 / BP4650

4.4 リミッタ設定

4.4.1

出力電圧範囲のシフト

電圧リミッタの設定により，出力電圧範囲をシフトすることができます。最大出力電圧幅
120 Vp-p 内で－115 V から＋115 V まで任意の位置に出力電圧範囲をシフトします（ただし，負側は最大－5 V，正側は最小＋5 V までに制限されます）。

DC出力範囲[+Vo limit]-[-Vo limit]=124V一定の場合

120

Vo(V)

100
80
60

+Vo

-Vo

limit

limit

①

(V)

(V)

②

①+117

-7

③

②+102

-22

④

③ +82

-42

④ +62

-62

⑤ +42

-82

⑥ +22

-102

⑦ +7

-117

⑤

40

⑥

20

⑦

0
-120

-100

-80

-60 ① -40
②
③
④
⑤
⑥
⑦

図 4-10

-20

-20

0

20

40

60

80

100

120

Io(%)

-40
-60
-80
-100
-120

DC 出力範囲（正負電圧リミッタ設定差が 124 V 一定の場合）

図 4-10に示すように，出力範囲によって出力電流範囲も変化します。
この製品では，できるだけ大きな出力電力がとれるように，電圧リミッタ値に合わせて増幅器の直流電源電圧を変化させています。なお，出力可能電力はリミッタの幅を最大の 124
V に設定したときに最大となります。図 4-11のような場合は，正電圧リミッタを下げても
図 4-10ほどには最大出力電流は増えませんのでご注意ください。
図 4-10，図 4-11の横軸 Io は以下の電流値に対する比(%)です。
項目
電流 Io

BP464040 A

BP465050 A

4-26

BP4640 / BP4650

4.4 リミッタ設定

DC出力範囲[-Vo limit]=-7V一定の場合
Vo(V)

-120

-100

-80

-60

図 4-11

-40

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-20-10 0
-20

+Vo

-Vo

limit

limit

(V)

(V)

①+117

-7

②+102

-7

③ +82

-7

④ +62

-7

⑤ +42

-7

⑥ +22

-7

①
②
③
④
⑤
⑥

20

40

60

80

100

120

Io(%)

DC 出力範囲（負電圧リミッタ設定が-7 V 一定の場合）この製品が電力を吸い込む第 2，第 4 象限を重視する（吸い込む電力量を大きくする）場
合，第 2 象限であれば負側電圧リミッタ，第 4 象限であれば正側電圧リミッタをできるだけ絞ってください。

4-27

BP4640 / BP4650

4.4 リミッタ設定

4.4.2

出力電圧リミッタ

出力電圧リミッタを設定することにより，最大出力電圧が制限されると共に，出力電圧，
出力電流供給範囲が決まります。動作条件によっては，電圧リミッタ設定より狭い範囲に出力電圧が制限される場合があります。（「8.20

出力電圧，出力電流供給範囲」，参照）

なお，正電圧設定と負電圧設定の差は，24 V 以上，124 V 以下に制限されます。
出力電圧リミッタの仕様は表 4-12のとおりです。

4.4.3

出力電流リミッタ

出力電流リミッタの設定により，最大出力電流を制限することが可能です。ソース電流を正としています。
なお，動作条件によっては，電流リミッタ設定より狭い範囲に出力電流が制限される場合があります。（「8.20

出力電圧，出力電流供給範囲」，参照）

出力電流リミッタの仕様は表 4-12のとおりです。

注 意 電流リミッタの設定値が小さい場合は，方形波など立上がり/立下がりが速い信号を出力しようとすると，無負荷でも浮遊容量の充電電流で電流リミッタがかかり，出力波形がひずんだりオーバロードとなることがあります。この場合は電流リミッタの設定値を大きくしてください。

4-28

BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作

4.5

シーケンス動作

4.5.1

シーケンス動作の仕様

この製品はシーケンス機能を使用することにより，出力電圧，出力電流のパターンを自在にプログラムすることが可能です。
基本発振に加え，電源環境試験，自動車電装品試験などの規格試験用電源の信号源として利用可能です。例えば，電装品等の電圧変動試験に用いる一連の電圧変化パターンをあらか
じめプログラムしておけば，手順通りに順序立てて出力が移り変わりますので，一回の操作でテストを終えることができます。
シーケンス動作には，この製品に内蔵の DC（直流），正弦波，方形波と，USB インタフェー
スを介して取り込んだ任意波（16 種）を利用することができます。設定は，最大 255 ステッ
プ（1 ステップ最小 0.1 ms）で，各ステップごとに波形，レベル，持続時間や一定／スイー
プの選択が可能です。さらに，シーケンスは 1～999 回（または連続）の繰り返しを指定できます。
また，シーケンス動作中に指定されたステップへ移るブランチ（分岐）動作や，シーケン
ス開始，停止，ホールド動作などの機能も装備しています。
シーケンス数：CV モード，CC モード各 1 シーケンス

ステップ数：1～255（1 シーケンス内）

ステップ時間：0.1 ms～999.9999 s（分解能 0.1 ms）

ステップ内動作：一定またはリニアスイープ

パラメタ：CV モード ： 直流電圧，重畳交流電圧，周波数，波形，ステップ同期出力 2 ビット
CC モード ： 直流電流，重畳交流電流，周波数，波形，ステップ同期出力 2 ビット
備考： 波形として正弦波または方形波を選択した場合，シーケンス途中での波形の変更はできません。
任意波を選択した場合は，ステップごとに異なる任意波を指定することができます。

ジャンプ回数：1～999 または連続シーケンス制御：開始：シーケンスを開始します。

停止：シーケンスを停止します。

ホールド ：その時点での設定を維持します。シーケンス開始により再開します。
ブランチ ：指定のステップに分岐します。

4-29

BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作

 シーケンス
シーケンスは，最小単位をステップとし，2 つ以上のステップの組合せにより実現します。
ステップ切り換わりにおいて，重畳交流の位相は連続です。

 ステップ各ステップには，ステップ実行パラメタとステップ遷移パラメタが記述されています。
シーケンスを実行していない状態，つまり定常出力においてもステップと同様のパラメタを保持しています。以降これを定常出力ステップとします。また，以降の説明では，ステップパラメタを【 】で囲って示します。
ステップ実行パラメタは，各ステップにおける出力およびその挙動を指定します。
表 4-13ステップ実行パラメタ

・直流電圧（電流）・重畳交流電圧（電流）【出力パラメタ】
・周波数
・波形（ARB のみ）・ステップ同期出力
ステップにおける出力の挙動指定には以下のものを用意しています。
【ステップ動作種別】 ・一定（CONST）
・スイープ（SWEEP）
・前のステップの終了値のまま出力（KEEP）注
注 【ステップ動作種別】が KEEP の場合，【出力パラメタ】の設定は無視されます。

4-30

BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作
ステップ遷移パラメタは，次に遷移するステップおよびそのタイミングを指定します。
表 4-14【ステップ時間】

ステップ遷移パラメタ

時間で指定します。

ステップ終了位相の有効／無効を設定します。
有効に設定した場合，ステップ終了位相は 0 °固定です。
ステップ終了時の挙動指定には以下のものを用意しています。
・シーケンス継続（CONT）【ステップ終端】
・Hold 状態になる（HOLD）
・Idle 状態になる（STOP）
ステップ終了後に遷移するステップの指定には以下のものを用意しています。
【ジャンプステップ】
・任意のステップ番号に遷移（1～255）
・次のステップ番号へ遷移（0）【ジャンプステップ】で指定したステップへ指定回数ジャンプすることでループを実現しています。
【ジャンプ回数】
ジャンプ回数の指定には以下のものを用意しています。
・指定回数（1～999）
・無限回（0）
ブランチ制御によって遷移するステップの指定には以下のものを用意しています。
【ブランチステップ】
・任意のステップ番号に遷移（1～255）
・ステップ処理をそのまま継続（0）【ステップ終了位相】

Idle 状態で定常出力している状態でスタート制御されると，ステップ 1 が実行され，以降順に遷移していきます。
【ジャンプステップ】が指定されていない場合は，ステップ番号順に遷移していきますが，【ジャンプステップ】が指定されている場合は，そのステップへ遷移します。
ステップ終了は【ステップ時間】が経過した時とします。【ステップ終了位相】が有効に指定されている場合は，【ステップ時間】経過後に【ステップ終了位相】（0 °）になった時点とします。
【ステップ終端】と【ジャンプステップ】が両方指定されている場合は，【ステップ終端】の指定が優先されます。
以下に基本的なステップの遷移例を示します。
出力パラメタStep1,2

Step3

定常出力
ステップ

Step1

Step2

Step3

時間

<START>

図 4-12

基本的なステップ遷移例
4-31

BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作

 シーケンス状態
図 4-13にシーケンス動作の状態遷移図を示します。

出力オン

Idle 状態(定常出力)<Start><Stop><Stop><Start>Hold 状態

Run 状態（一時停止）（シーケンス実行）<Hold>

図 4-13

シーケンス状態遷移ブロック図----- コメント ------------------------------------------------------------------- 【ステップ終端】の指定によっても，状態が遷移します。
----------------------------------------------------------------------------------

表 4-15

シーケンス状態

Idle 状態

定常出力を行っている状態。

Run 状態

シーケンスの実行状態。

Hold 状態

シーケンスの一時停止状態。
<Hold>された時点での出力を維持。

4-32

BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作

 シーケンス制御
シーケンス動作の制御について以下に記述します。以降シーケンス制御は< >で囲います。
表 4-16

シーケンス制御<Start>Run 状態に移行します。
Idle 状態の場合，<Start>と同時にステップ 1 に遷移して，シーケンスを開始します。
Hold 状態の場合，<Hold>された時点からシーケンスを再開します。
【ステップ終端】で<Hold>状態になっている場合は，<Start>と同時に【ジャンプステップ】に移行してシーケンスを再開します。

<Hold>

Hold 状態に移行します。
Idle 状態に移行します。
ただちに定常出力ステップに移行します。
このとき，定常出力ステップの【出力パラメタ】には，<Stop>時の値が保持されます。
【ブランチステップ】で指定されたステップに遷移します。
<Branch>された時点の出力状態から，【ブランチステップ】に遷移します。

<Stop><Branch>STEP2 の設定
・ 最終値
・ ステップ時間

出力パラメタ<Hold><Start>Step1

図 4-14

Step2

Step3

時間

Hold 状態から<Start>するときのシーケンス動作例

出力パラメタStep2 の設定
・ 最終値
・ ステップ時間
・ ブランチステップ 5<Branch>Step5 の設定
・前のステップの終了値のまま

Step1

図 4-15

Step2

Step5

時間

<Branch>時のシーケンス動作例
4-33

BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作

 シーケンスのループ
シーケンスのループはシーケンス全体，およびシーケンス内の任意のステップブロックをループすることも可能です。各ステップに指定された【ジャンプステップ】および【ジャンプ回数】によって実現します。ジャンプ回数をカウントするためのジャンプカウンタは各ス
テップでそれぞれ内部に保持していますので，多重ループも実現可能です。
ループの指定方法とステップ遷移について，図 4-16に示します。

Step4
・【ジャンプステップ】0・【ジャンプ回数】 NoCare
指定回数（10 回）【ジャンプステップ】へ遷
Step5

移する

・【ジャンプステップ】0・【ジャンプ回数】 NoCare
指定回数（10 回）ジャンプした後は次のス
Step6

テップ番号へ遷移・【ジャンプステップ】5・【ジャンプ回数】 10
指定回数（3 回）【ジャンプステップ】へ遷
Step7

移する

・【ジャンプステップ】4・【ジャンプ回数】 3

図 4-16ループの指定方法とステップ遷移例----- コメント ------------------------------------------------------------------- 【ジャンプ回数】は，ジャンプする回数を示します。そのため，ループ回数はジャンプ回
数+1 となります。
 上記の例で Step6 にジャンプ回数 10 が指定されていますが，このとき Step5，Step6 が実行される回数は 11 回になります。
----------------------------------------------------------------------------------

4-34

BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作

 ステップ同期出力
実行中のステップに記述されたコードを，外部制御入出力コネクタに出力します。ただし，定常出力ステップでは False を出力します。

ステップ同期出力
bit0
True
False

【ステップ同期出力】

Step1

Step2

Step3

Step4

Step5

0

1

0

0

1

図 4-17時間

ステップ同期出力例

 ステップ終了位相の設定
ステップ終了位相を有効に設定した場合，ステップの実行時間は以下のようになります。
設定したステップ時間＋重畳交流位相が 0 °になるまでの時間
また，設定したステップ時間経過後の動作は，そのステップでの設定値で保持されます。

設定値で保持このステップに設定した値

SWEEP「ステップ時間」で設定した時間

図 4-18

位相0度待ちの時間

位相 0 度待ち発生時のシーケンス動作

4-35

BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作

4.5.2

シーケンスの設定

シーケンスの設定は以下の方法で行います。
・操作パネルでステップごとに入力
・PC でプログラミングして，USB 経由でこの製品に送信・シーケンス編集ソフトウエアでシーケンスデータを作成し，この製品に送信シーケンス動作のプログラムメッセージの詳細について「5.3.3

シーケンス関連」，参照。
操作パネルでの操作方法を以下に示します。

 シーケンスメニューの表示手順，①

CANCEL②

ENTER

キーを押して，

アイコンまでカーソルを移動します。

ENTER

キーを押して，MISC 画面を表示させます。
，

CANCEL

キーを押して，「SEQUENCE」までカーソルを移動します。

ENTER

4-36

BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作

③

ENTER

キーを押して，SEQUENCE 画面を表示させます。

CANCEL

ENTER

，

④

キーを押して，行う動作を選択します。

・シーケンスの動作を制御する場合「4.5.4（：「CONTROL」を選択します。

シーケンス動作の制御」，参照）

・ シーケンスをプログラミングする場合：「PROGRAM」を選択します。
「4.5.3（

シーケンスのプログラミング」，参照）

・シーケンスメモリを制御する場合「4.5.5（CANCEL⑤

ENTER

CANCEL：「MEMORY」を選択します。

シーケンスメモリのクリア」，参照）

ENTER

キーを押して，各画面を表示させます。

ENTER

4-37

BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作

4.5.3

シーケンスのプログラミング

SEQUENCE 画面で PROGRAM を選択すると，PROGRAM 画面を表示します。PROGRAM 画面の各項
目により，シーケンスのプログラミングを行います。
ステップの設定は，1 ステップごとに行います。
シーケンスによる波形の変更は，任意波（ARB1～ARB16）のみ指定可能です。これをプロ
グラミングする場合は，あらかじめ出力波形を任意波にしてから行ってください。正弦波，方形波でシーケンスを実行する場合は，シーケンス開始前にあらかじめ正弦波，方形波で出力オンしてください。正弦波，方形波でシーケンスを実行している場合，シーケンス中の波
形変更は行えません。
正弦波，方形波，任意波での出力方法について「4.3.6波形の設定」，参照。

表 4-17に PROGRAM 画面の各項目を示します。

4-38

BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作

表 4-17
項目名
STEP
TIME

DC VOLTDC CUR－AC VOLTAC CUR

－

FREQ

－

項

PROGRAM 画面の項目一覧

目

動

作

設定するステップ番号を指定します。
設定範囲：1～255
指定したステップの継続時間を設定します。
ステップ時間
設定範囲：0.0001 s～999.9999 s
設定分解能：0.0001 s
CV モード時，直流電圧値を設定します。
直流電圧
設定範囲：-115.00 V～115.00 V
設定分解能：0.01 V
CC モード時，直流電流値を設定します。
設定範囲：-40.00 A～40.00 A（BP4640）
直流電流-50.00 A～50.00 A（BP4650）
設定分解能：0.01 A
指定した直流電圧値，直流電流値への変化の仕方を設定します。以下の 3 種類から選択します。
直流電圧／
・CONST ： 指定値で出力
直流電流
・KEEP ： 前ステップの終了値のまま出力
動作種別
・SWEEP ： 前ステップの終了値で出力開始し，ステップ終了時に指定値で出力するようにリニアスイープ
CV モード時，重畳交流電圧値を設定します。
重畳交流電圧
設定範囲：0.0 Vp-p～120.0 Vp-p
設定分解能：0.1 Vp-p
CC モード時，重畳交流電流値を設定します。
設定範囲：0.0 Ap-p～120.0 Ap-p（BP4640）
重畳交流電流0.0 Ap-p～150.0 Ap-p（BP4650）
設定分解能：0.1 Ap-p
指定した重畳交流電圧値，重畳交流電流値への変化の仕方を設定します。以下の 3 種類から選択します。
重畳交流電圧／・CONST ： 指定値で出力
重畳交流電流動・KEEP ： 前ステップの終了値のまま出力
作種別
・SWEEP ： 前ステップの終了値で出力開始し，ステップ終了時に指定値で出力するようにリニアスイープ
重畳交流周波数を設定します
周波数
設定範囲：1.0 Hz～100000.0 Hz
設定分解能：0.1 Hz
指定した周波数への変化の仕方を設定します。以下の 3 種類から選択します。
・CONST ： 指定値で出力周波数動作種別・KEEP ： 前ステップの終了値のまま出力・SWEEP ： 前ステップの終了値で出力開始し，ステップ終了時に指定値で出力するようにリニアスイープ
ステップ番号

4-39

BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作

項目名

項

目

WAVE

波形

－

波形動作種別SYNC CODE

ステップ同期
出力－

ステップ同期
出力動作種別STOP PHS

ステップ終了位相

STEP TERM

ステップ終端JUMP STEP

ジャンプ
ステップ

JUMP NUM

ジャンプ回数

BRANCH0

ブランチ
ステップ 0

BRANCH1

ブランチステップ 1

動作

出力する任意波形を選択します。
設定範囲：ARB1～ARB16
指定した波形への変化の仕方を設定します。以下の 3 種類から選択します。
・CONST ： 指定した波形で出力
・KEEP ： 前ステップの波形のまま出力
ステップ実行中に同期して出力するコード（2 ビット）を設定します。ステップ同期出力を観測することにより，シーケン
スのステップ遷移が確認可能です。
外部制御入出力コネクタのピン 5（DOUT5）からビット 0，ピン 6（DOUT6）からビット 1 が出力されます。
ステップ同期出力は以下の 4 種類から選択します（数字は，
ビット 1，ビット 0 の順で示します）。
Idle 状態時は，0, 0 になります。
・0,0
・0,1
・1,0
・1,1
ステップ同期出力の出力方法を指定します。以下の 2 種類から選択します。
・CONST ： 指定したコードを出力
・KEEP ： 前ステップと同じコードを出力
ステップ終了位相（0°固定）の有効／無効を指定します。以下の 2 種類から選択します。
・DISABLE ：無効・ENABLE ：有効
ステップ終了後の動作を設定します。以下の 3 種類から選択します。
・CONT ：シーケンス継続
・STOP ：Idle 状態に移行
・HOLD ：Hold 状態に移行
ステップ終了後にジャンプするステップ番号を設定します。
・0：次のステップ番号に移行
・1～255 ：指定したステップ番号にジャンプ
JUMP STEP で指定したジャンプ動作を行う回数を設定します。
・0：無限回ジャンプ
・1～999 ：指定した回数ジャンプ
トリガ入力があった場合にジャンプするステップ番号を設定します。ブランチステップは，BRANCH0 と BRANCH1 の 2 種類を設定可能です。
使用例として，ジャンプ先のステップで低い数値に SWEEP さ
せた後 STOP に設定することにより，何か起こった場合に安全な領域まで退避させて停止させるといった応用が可能です。
・0：ブランチ無効・1～255 ：指定したステップ番号にジャンプ

4-40

BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作
以下に PROGRAM 画面での各項目の操作手順を示します。

 操作手順①
直流電圧／直流電流動作種別，重畳交流電圧／重畳交流電流動作種別，周波数動作種別，波形（WAVE），波形動作種別，ステップ同期出力（SYNC CODE），ステップ同期出力動作種別，
ステップ終了位相（STEP PHS），ステップ終端（STEP TERM）の設定は，以下の手順で行います。
ここでは，ステップ終端（STEP TERM）の設定を行う場合を例に説明します。
① SEQUENCE 画面を開いて，PROGRAM 画面を表示させます。
PROGRAM 画面を表示させるまでの手順について「4.5.2 シーケンスの設定」，参

照。
②

，

CANCEL

③

ENTER

ENTER

キーを押して，セレクトボックスを表示させます。

CANCELCANCEL

⑤

ENTER

，

④

ENTER

キーを押して，「STEP TERM」までカーソルを移動します。

キーを押して，設定する動作までカーソルを移動します。

ENTER

キーを押すと，ステップ終端時の動作を設定できます。
4-41

BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作

 操作手順②
ステップ番号（STEP），ステップ時間（TIME），直流電圧（DC VOLT），直流電流（DC CUR），
重畳交流電圧（AC VOLT），重畳交流電流（AC CUR），周波数（FREQ），ジャンプステップ（JUMP
STEP），ジャンプ回数（JUMP NUM），ブランチ（BRANCH0/BRANCH1）の設定は，以下の手順で行います。
ここでは，ステップ時間（TIME）の設定を行う場合を例に説明します。
① SEQUENCE 画面を開いて，PROGRAM 画面を表示させます。
PROGRAM 画面を表示させるまでの手順について「4.5.2 シーケンスの設定」，参

照。
②

，

CANCEL③

ENTER

CANCEL④，

キーを押して，「TIME」までカーソルを移動します。

ENTER

キーを押して，モディファイボックスを表示させます。

ENTER

キーを押して，変更する桁までカーソルを移動し，MODIFY ダイヤルを回して，数値を設定します。

⑤ 同様の手順ですべての桁を設定します。
⑥ すべての桁を設定したら，ENTER

キーを押します。数値が確定し，ステップ時間の設定が完了します。
4-42

BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作

4.5.4

シーケンス動作の制御

SEQUENCE 画面の CONTROL で，シーケンス動作の制御を行います。
出力がオンのときのみシーケンスを開始できます。そのため，シーケンス制御のセレクト
ボックスは，出力オンのときのみ選択可能です。
表 4-18に CONTROL セレクトボックスの項目を示します。
表 4-18

CONTROL セレクトボックスの項目一覧

セレクトボックスの項目

動

作

START

シーケンス動作の開始。Run 状態に移行します。

STOP

シーケンス動作の停止。Idle 状態に移行します。

HOLD

シーケンス動作の一時停止。Hold 状態に移行します。

BRAN0

ブランチステップで指定されたステップに分岐します。
ブランチステップが指定されていない場合は無視されます。

BRAN1

以下に操作手順を示します。

 操作手順（メニューから操作する場合）① SEQUENCE 画面を開いて，CONTROL セレクトボックスを表示させます。
CONTROL セレクトボックスを表示させるまでの手順について「4.5.2

シーケンスの設定」，参照。
②，

CANCEL③

ENTER

キーを押して，設定する動作を示す項目までカーソルを移動します。

ENTER

キーを押すと，選択した動作を行います。

4-43

BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作

 操作手順（ショートカットキーで操作する場合）
シーケンス動作の制御は，操作パネル下部のショートカットキーでも可能です。
「SEQUENCE」と書かれている箇所の START，STOP，HOLD キーが，CONTROL セレクトボック
スの各項目に対応しています。なお，ショートカットキーではブランチの制御はできません。

BIPOLAR DC POWER SUPPLY BP4620

OUTPUTTOP
MENU

CANCELSTARTSEQUENCE
STOP

ENTER

HOLD

LOCAL

シーケンスのショートカットキー

図 4-19シーケンスのショートカットキー

4-44

BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作

4.5.5

シーケンスメモリのクリア

SEQUENCE 画面の MEMORY で，シーケンスメモリをクリアします。
シーケンスメモリへの保存は自動的に行われます。CV モード，CC モードそれぞれひとつずつシーケンスを保存可能です。
以下に操作手順を示します。

 操作手順① SEQUENCE 画面を開いて，MEMORY セレクトボックスを表示させます。
MEMORY セレクトボックスを表示させるまでの手順について「4.5.2 シーケンスの設定」，参照。

②

ENTER

CANCEL

キーを押して，エグゼボックスを表示させます。

ENTER③ 「CLEAR」が選択されている状態でENTER

キーを押すと，シーケンスメモリがクリアされます。クリアされると，初期値が入ります。（

4-45

「9.

初期設定一覧」，参照）

BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作

4.5.6

シーケンス動作の設定例

ここでは，図 4-20に示すシーケンス遷移を例に，新規にシーケンス動作を設定する手順を説明します。
ステップ 5の設定値

出力電圧

ブランチ 0により，ステップ 6にジャンプ

10.00V
ステップ 2にジャンプ“KEEP”の設定 が有効 CONST

CONST

③

7.50V
SWEEP

SWEEP

SWEEP

SWEEP

KEEP
5.00V

①

②

KEEP
2.50V

SWEEP
STOP

0.00V
ステップ 1（0.1s）

シーケンス 開始

ステップ 2（0.2s）

ステップ 3（0.1s）

ステップ 4（0.2s）

ステップ 2（0.2s）

ステップ 3（0.1s）

ステップ 4（0.2s）

ステップ 5（0.2s）

時間経過

ステップ 6（0.3s）

ブランチ 0 入力

図 4-20ステップ遷移例（CV-INT モード時）
表 4-19PROGRAM の設定一覧

ステップ番号

1

2

3

4

5

6

ステップ時間（TIME）
直流電圧（DC VOLT）
直流電圧動作種別
ステップ終端（STEP TERM）
ジャンプステップ（JUMP STEP）
ジャンプ回数（JUMP NUM）
ブランチ 0（BRANCH0）

0.1
2.50
SWEEP
CONT
0
1
0

0.2
7.50
KEEP
CONT
0
1
0

0.1
7.50
CONST
CONT
0
1
0

0.2
5.00
SWEEP
CONT
2
1
0

0.2
10.00
SWEEP
CONT
0
1
6

0.3
0.00
SWEEP
STOP
0
1
0

ステップ 2 は直流電圧値＝7.50 V に設定されていますが，直流電圧動作種別が KEEP になっているため，直前のステップ（ステップ 1）の直流電圧値＝2.5 V を維持します。
ステップ 4 のジャンプステップが 2 に設定されているため，ステップ 4 の終了後はステップ 2 にジャンプします（図 4-20の①）。ステップ 2 は直流電圧動作種別が KEEP であるため，直前のステップ（ステップ 4）の直流電圧値＝5 V を維持します。
ステップ 4 のジャンプ回数が 1 に設定されているため，ジャンプ後にステップ 4 が終了したあとは，次のステップ＝ステップ 5 に移行します（図 4－20 の②）。
ステップ 5 はステップ時間＝0.2 s に設定されていますが，ブランチ 0 によるジャンプ先がステップ 6 となっているため，ステップ時間内にブランチ 0 入力があった時点でステップ
6 にジャンプします。（図 4-20の③）

4-46BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作
以下に操作手順を示します。

 操作パネルでの操作手順① PROGRAM 画面を開きます。
PROGRAM 画面を開く手順について「4.5.2

シーケンスの設定」，参照。

＜ステップ 1 の設定＞
キーを押して，「DC VOLT」までカーソルを移動します。

②

CANCEL③

ENTER

CANCEL

④

，

ENTER

キーを押して，モディファイボックスを表示させます。

ENTER

キーを押して，左から 3 番目の桁までカーソルを移動し，MODIFY ダイヤルを回して，「2」に設定，左から 4 番目の桁までカーソルを移動し，MODIFY ダイヤルを回して，「5」に設定します（「2.50 V」に設定）。

⑤

ENTER

キーを押して数値を確定させます。

4-47

BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作⑥

キーを押して，上から 4 番目の「CONST」と表示されている行までカーソルを移動します。

CANCEL⑦

ENTER

CANCEL

キーを押して，セレクトボックスを表示させます。

ENTER

キーを押して，「SWEEP」までカーソルを移動します。

⑧

CANCEL

⑨

ENTER

ENTER

ENTER

キーを押して設定を確定させます。

そのほかの項目はデフォルトの設定値と同じですので，変更しません。

4-48

BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作＜ステップ 2 の設定＞
⑩

⑪
⑫

，
ENTER

キーを押して，「STEP」までカーソルを移動します。

キーを押して，モディファイボックスを表示させます。

，

キーを押して，一番右の桁までカーソルを移動し，MODIFY ダイヤルを回して，「2」に設定します。

⑬

ENTER

キーを押して数値を確定させます。

キーを押して，「TIME」までカーソルを移動します。

⑭

⑮
⑯

ENTER

キーを押して，モディファイボックスを表示させます。

，

キーを押して，左から 4 番目の桁までカーソルを移動し，MODIFY ダイヤルを回して，「2」に設定します（「0.2 秒」に設定）。

⑰

ENTER

キーを押して数値を確定させます。

⑱ 手順②～⑤と同様の操作で，DC VOLT=7.50，手順⑥～⑨と同様の操作で，直流電圧動
作種別を「KEEP」に設定します。
同様の手順で，ステップ 3 以降も設定します。

4-49

BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作

4.5.7

シーケンス動作の実行

シーケンスのプログラミングが完了したら，シーケンスを開始します。
以下に，シーケンス動作の実行手順を示します。

 操作手順（メニューから操作する場合）①

CANCEL

キーを押して，トップメニューまで戻ります。トップメニューは，メニューウィ

ンドウ上部に「SET」と表示されています。
②

キーを押して，

CANCEL③

ENTER

CANCEL

アイコンまでカーソルを移動します。

ENTER

キーを押して，セレクトボックスを表示させます。

ENTER

キーを押して，“ON”までカーソルを移動します。

④

CANCEL

ENTER

4-50

BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作

⑤

ENTER

OUTPUTOUTPUT

出力オフ

出力オン

キーを押して，⑥

CANCEL⑦

キーを押すと，出力がオンし，オン／オフ LED が点灯します。

ENTER

CANCEL

アイコンまでカーソルを移動します。

ENTER

キーを押して，MISC 画面を表示させます。

ENTER⑧ カーソルが「SEQUENCE」上にあることを確認し，

ENTER

キーを押して，SEQUENCE 画面を表示させます。

CANCEL

ENTER

4-51

BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作⑨ カーソルが「CONTROL」上にあることを確認し，

ENTER

キーを押して，セレクトボック

スを表示させます。

CANCELENTER⑩ 「START」を選択してENTERキーを押すと，シーケンスが開始します。

 操作手順（操作パネル上のキーで操作する場合）
OUTPUT① 操作パネルのキーを押します。出力がオンし，オン／オフ LED が点灯します。

OUTPUTOUTPUT

出力オフ

出力オン② ショートカットキーの START キーを押すと，シーケンスが開始します。
MAIN

START

SEQUENCE
STOP

HOLD

LOCAL

4-52

BP4640 / BP4650

4.5 シーケンス動作

 シーケンス開始後の動作シーケンスが開始されると，状態ウィンドウにシーケンス実行中を表す状態アイコン（）が表示されます。また，メッセージボックスが現れ，実行中のステップ番号を表示します。

シーケンス実行中を示す
状態アイコン

実行中のステップ番号

図 4-21

シーケンス実行時の LCD 画面

4-53

BP4640 / BP4650

4.6 外部制御入出力コネクタによる制御

4.6

外部制御入出力コネクタによる制御
外部制御入出力コネクタにディジタル信号を入力することにより，出力オン／オフや，シーケンスを制御できます。（検出周期 2 ms）
外部制御を行うには，外部制御入力設定を有効にする必要があります。
（「4.9.7

外部制御入力の有効／無効の設定」，参照）

また，外部制御入出力コネクタからの出力信号を読み出すことにより，この製品の状態を監視できます。（切替周期 0.1 ms）
シーケンスのステップ同期出力信号は外部制御入出力コネクタから出力されます。
（「2.4.4

外部制御入出力コネクタへの接続」，参照）

外部からの入力に対し，内部 CPU が状態の変化を認識し，実際の動作に反映させるまで，最大数十 ms の時間を要する場合があります。リレー動作の場合には，リレーの応答時間が十数 ms 程度加算されます。これらの時間はばらつきを生じることがあります。
表 4-20に，各ピンの機能を示します。
表 4-20

外部制御入出力コネクタの機能

ピン番号 入力／出力
1

出力

2

出力

3

出力

4

出力

5

出力

6

出力

11

入力

12

入力

13

入力

14

入力

15

入力

16

入力

17

入力

機

能

電源のオン／オフ状態を出力します。
0 がオフ，1 がオンを示します。
出力のオン／オフ状態を出力します。
0 がオフ，1 がオンを示します。
過負荷状態を出力します。
0 が定常動作，1 が異常発生を示します。
ソフトウェアビジーの状態を出力します。
0 が定常動作，1 がビジーを示します。
ステップ同期出力 0。
ステップ同期出力のビット 0 を出力します。
ステップ同期出力 1。
ステップ同期出力のビット 1 を出力します。
出力オフ。
入力信号の立ち下がりを検出すると，出力をオフします。
出力オン。
入力信号の立ち下がりを検出すると，出力をオンします。
シーケンス開始。
入力信号の立ち下がりを検出すると，シーケンスを開始します。
シーケンス停止。
入力信号の立ち下がりを検出すると，シーケンスを停止します。
シーケンスホールド。
入力信号の立ち下がりを検出すると，シーケンスを一時停止します。
シーケンスブランチトリガ 0。
入力信号の立ち下がりを検出すると，BRANCH0 で指定したステップにジャンプします。
シーケンスブランチトリガ 1。
入力信号の立ち下がりを検出すると，BRANCH1 で指定したステップにジャン
プします。

4-54

BP4640 / BP4650

4.7 メモリ機能

4.7

メモリ機能
各種設定はバッテリバックアップされ，電源投入時には前回電源オフしたときの設定に復帰します。ただし応答特性の選択は保存されません。また各種設定のうち，基本設定（動作モード，直流，重畳交流，出力リミッタ）は No.1～No.30 のストア／リコールメモリに記憶することができ，保存した設定を呼び出して使用することができます。
ストア／リコールメモリの呼び出し操作は，出力がオフの場合のみ実行できます。
メモリの制御は，「MEMORY」画面で行います。表 4-21に示す操作を選択後，操作対象とな
るメモリ番号をセレクトボックスで指定します。
メモリ番号を指定すると，そのメモリ内に記録されている主要な設定内容がメニューウィ
ンドウ左側に表示されます。
表 4-21MEMORY 画面のメニュー項目一覧

操作パネル内の表記

種

類

STORE...

指定したメモリ番号に設定内容を保存します。

RECALL...

指定したメモリ番号の設定内容を呼び出します。

CLEAR...

指定したメモリ番号の設定内容をクリアします。

選択したメモリ内の設定内容を表示

図 4-22
クリア実行後の設定値について

メモリ内容の表示例「9

初期設定一覧」，参照。

4-55

BP4640 / BP4650

4.7 メモリ機能

 操作手順，①

CANCEL②

ENTER

アイコンまでカーソルを移動します。

ENTER

キーを押して，MISC 画面を表示させます。
，

CANCEL③

キーを押して，ENTER

CANCEL

キーを押して，「MEMORY」までカーソルを移動します。

ENTER

キーを押して，MEMORY 画面を表示させます。

ENTER

4-56

BP4640 / BP4650

4.7 メモリ機能④，

CANCEL

⑤

ENTER

ENTER

キーを押して，セレクトボックスを表示させます。

CANCEL⑥

キーを押して，行う動作を選択します。

，

CANCEL

ENTER

キーを押して，対象メモリ番号までカーソルを移動します。

ENTER⑦ メニューウィンドウ左側に表示される設定内容を確認し，間違いなければ

ENTER

キーを

押します。そのメモリ番号に対して，指定した操作を行います。

4-57

BP4640 / BP4650

4.8 リモート制御

4.8

リモート制御USB インタフェースに接続した外部コンピュータからプログラムメッセージを送信することにより，この製品のリモート制御が可能です（「5.

USBインタフェース」，参照）。

表 4-22に示すインタフェースメッセージをこの製品に送信することにより，各操作モードに移行します。この製品がどの操作モードにあるかは，LCD の状態ウィンドウに表示される状態アイコンで判別できます。これらのアイコンは，操作パネル上の同じ位置（右上）に表示されます。
表 4-22
アイコン

操作モード一覧

操作モード

インタフェースメッセージ

ローカルモード。
操作パネルにより各種設定変更，出力オン／オフ操なし

GTL

作が可能です。
操作ウィンドウの右上には状態アイコンは表示されません。
リモートモード。

USB インタフェースに接続した外部コンピュータか REN
ら制御します。
ローカルロックアウトモード。
操作パネルの LOCAL キー，あるいはメニュー操作に LLO
よる，ローカルモードへの移行が禁止されます。
リモートモード時でも，操作パネル上のキー操作によりローカルモードへの移行が可能になっています。操作パネルでの操作を禁止するには，キーロックをオンに設定（「4.9

システムメニュー」，参照）するか，ローカルロックアウトモードに設定してください。
リモートモード時（ローカルロックアウト時を含む）でも，OUTPUT キーによる出力オフ
操作は可能です。

4-58

BP4640 / BP4650

4.8 リモート制御

4.8.1

INTERFACE の切替え

この製品は USB Test and Measurement Class (USBTMC)及び，USB488 に準拠しており，
インタフェース規格を切り替えて使用することができます。

 操作手順，①

CANCEL②

ENTER

アイコンまでカーソルを移動します。

ENTER

キーを押して，MISC 画面を表示させます。
，

CANCEL③

キーを押して，

ENTER

キーを押して，「REMOTE」までカーソルを移動します。

ENTER

キーを押して，REMOTE 画面を表示させます。
，

CANCEL

キーを押して，「INTERFACE」までカーソルを移動します。

ENTER

4-59

BP4640 / BP4650

4.8 リモート制御

ENTER

④

キーを押して，セレクトボックスを表示させます。

CANCEL

ENTER

，

⑤

キーを押して，インタフェース規格を USB488 にするときは“USB488”，

USBTMC にするときは“USBTMC”までカーソルを移動します。

CANCEL

ENTER

⑥

ENTER

キーを押すと，設定を完了します。

CANCEL

キーで，設定をキャンセルします。

インタフェースを変更した際には本体の再起動を行ってください。
----- コメント ------------------------------------------------------------------- インタフェース規格の切り替えは再起動するまで有効になりません。インタフェース規格を切り替えた場合，本体の再起動をしてください。
----------------------------------------------------------------------------------

4.8.2

USB ID について

システム内で複数の USB488，または USBTMC 対応機器 を接続する場合に，アプリケーショ
ンから個体を識別するために使用します。

4.8.2.1

USBTMCUSBTMC にてリモート制御を行う場合，USB ID は機器毎に割り振られています
USB ID は，「REMOTE」画面にて確認することができます。

4-60

BP4640 / BP4650

4.8 リモート制御

 操作手順，①

CANCEL②

ENTER

アイコンまでカーソルを移動します。

ENTER

キーを押して，MISC 画面を表示させます。
，

CANCEL③

キーを押して，

ENTER

キーを押して，「REMOTE」までカーソルを移動します。

ENTER

キーを押して，REMOTE 画面を表示させます。

「INTERFACE」が USB488 の場合，，

CANCEL

キーを押して，「INTERFACE」を選択します。

ENTER

4-61

BP4640 / BP4650

4.8 リモート制御

ENTER

④

キーを押して，セレクトボックスを表示させます。
，

CANCEL

ENTER⑤

キーを押して，「USBTMC」を選択します。

ENTER

キーを押して，USBTMC にインタフェースを切り替えます。Vendor 番号，Product

番号，および Serial 番号が表示されます。
USB ID のフォーマット

CANCEL

4.8.2.2「5.1

使用前の準備」，参照

ENTER

USB488USB488 にてリモート制御を行う場合，機器を判別するためにあらかじめ USB ID を設定しておく必要があります。USB ID の設定は，「REMOTE」画面で行います。
USB ID の設定可能範囲は，1～65534 です。
なお，USB ID は十分確認してから設定してください。USB ID が誤っていると，コンピュー
タからの制御ができません。また，同一システム内で他の機器と USB ID が重複すると，コンピュータに障害が生じる場合があります。

4-62

BP4640 / BP4650

4.8 リモート制御

 操作手順，①

CANCEL②

ENTER

アイコンまでカーソルを移動します。

ENTER

キーを押して，MISC 画面を表示させます。
，

CANCEL③

キーを押して，

ENTER

キーを押して，「REMOTE」までカーソルを移動します。

ENTER

キーを押して，REMOTE 画面を表示させます。

「INTERFACE」が USBTMC の場合，「INTERFACE」を「USB488」に変更します。
，

CANCEL

キーを押して，「USB488 ID」を選択します。

ENTER

4-63

BP4640 / BP4650

4.8 リモート制御

ENTER

④

キーを押して，モディファイボックスを表示させます。

CANCEL

，

⑤

ENTER

キーを押して，変更する桁までカーソルを移動し，MODIFY ダイヤルを回して，数値を設定します。

⑥ すべての桁を設定したら，ENTER

キーを押します。USB ID が設定されます。

CANCELキーを押すと，USB ID を変更しないで設定操作を終了できます。

4.8.3

ローカルモードへの移行

リモートモードからローカルモードへの移行には，以下の方法があります。
・インタフェースメッセージ「GTL」の送信
・ショートカットキーによる操作
・メニューによる操作
以下に操作手順を示します。

 操作手順（ショートカットキーによる操作）
ショートカットキーの LOCAL キーを押すと，ローカルモードに移行します。
MAIN

START

SEQUENCE
STOP

HOLD

LOCAL

4-64

BP4640 / BP4650

4.8 リモート制御
なおこの操作は，キーロック時，およびローカルロックアウト時は行えません。
キーロック時は，まずキーロックを解除してから操作してください（「4.9.1

キー

ロック」，参照）。
ローカルロックアウト時は，LCD の状態ウィンドウにアイコンが表示されています。ローカルロックアウトされている場合は，インタフェースメッセージを使用してローカ
ルモードへの移行操作を行ってください。

 操作手順（操作パネルのメニューによる操作），①

CANCEL②

ENTER

アイコンまでカーソルを移動します。

ENTER

キーを押して，MISC 画面を表示させます。
，

CANCEL③

キーを押して，ENTER

CANCEL

キーを押して，「REMOTE」までカーソルを移動します。

ENTER

キーを押して，REMOTE 画面を表示させます。

ENTER

4-65

BP4640 / BP4650

4.8 リモート制御，④

CANCEL⑤

ENTER

CANCEL

キーを押して，「LOCAL...」を選択します。

ENTER

キーを押して，エグゼボックスを表示させます。

ENTER⑥ 「EXEC」が選択されている状態でENTER

キーを押すと，ローカルモードに移行します。

4-66

BP4640 / BP4650

4.9 システムメニュー

4.9

システムメニュー
この製品のシステムの設定は，「SYSTEM」画面のシステムメニューで行います。
表 4-23に「SYSTEM」画面の項目を示します。
表 4-23

システムメニュー項目一覧

メニュー項目名

設定内容

KEYLOCK

キーロックオン／オフ

BEEP

ビープのオン／オフ

CONTRASTLCD のコントラストを設定

COLOR

LCD の表示色パターンを設定

FREQ UNIT

周波数の表示単位を設定

TIME UNIT

時間の表示単位を設定

INIT OUT

電源投入時の出力のオン／オフを設定

INIT RSP

電源投入時のレスポンスキャリブレータ動作のオン／オフを設定

EXT CONTROL

外部制御入力の有効／無効を設定

RESET...

リセットを実行

INFORMATION

システム情報を表示

4-67

BP4640 / BP4650

4.9 システムメニュー 「SYSTEM」画面の表示手順，①

CANCEL②

ENTER

キーを押して，MISC 画面を表示させます。

CANCEL

ENTER

キーを押して，「SYSTEM」までカーソルを移動します。

ENTER

キーを押して，SYSTEM 画面を表示させます。

CANCEL④

アイコンまでカーソルを移動します。

ENTER

，

③

キーを押して，，

ENTER

キーを押して，行う動作を選択します。

4-68

BP4640 / BP4650

4.9 システムメニュー

4.9.1

キーロック

この製品は，運転中の誤操作を防止する機能を備えています。
キーロックをオンにすることにより，キーロックオフ操作以外のキー操作を無効にします。
ただし，OUTPUT キーによる出力オフ操作は，緊急時の対策用に有効になっています。

 操作手順，①

CANCEL

②

ENTER

ENTER

キーを押して，セレクトボックスを表示させます。

CANCEL

ENTER

，

③

キーを押して，「KEYLOCK」までカーソルを移動します。

キーを押して，キーロックをオンにするときは“ON”，オフにするときは“OFF”までカーソルを移動します。

CANCEL

④

ENTER

ENTER

キーを押すと，設定を完了します。

4-69

CANCEL

キーで，設定をキャンセルします。

BP4640 / BP4650

4.9 システムメニュー

4.9.2

ビープ音

ビープをオンにした場合，誤操作時，およびキー押下時，モディファイ操作時にビープ音を発生します。オーバロード発生時は，ビープ音の設定に関わらず，警告音を発生します。

 操作手順，①

CANCEL

②

ENTER

ENTER

キーを押して，セレクトボックスを表示させます。

CANCEL

ENTER

，

③

キーを押して，「BEEP」までカーソルを移動します。

キーを押して，ビープをオンにするときは“ON”，オフにするときは“OFF”

までカーソルを移動します。

CANCEL

④

ENTER

ENTER

キーを押すと，設定を完了します。

4-70

CANCEL

キーで，設定をキャンセルします。

BP4640 / BP4650

4.9 システムメニュー

4.9.3

LCD コントラストの調整

動作環境に合わせて，LCD 画面のコントラストを 100 段階で設定可能です。
ENTER キーと CANCEL キーを同時に押すことでも調整エントリボックスを開くことができます。このため，コントラストが不適切で LCD 表示の文字が識別できない状況でも，コント
ラストの調整が可能です。このとき，ディジットカーソルは 10 の位に強制移動します。

 操作手順，①

CANCEL②

ENTER

CANCEL③，

キーを押して，「CONTRAST」までカーソルを移動します。

ENTER

キーを押して，モディファイボックスを表示させます。

ENTER

キーを押して，変更する桁までカーソルを移動し，MODIFY ダイヤルを回して，数値を設定します。

ENTER④ すべての桁を設定したら，
CANCEL

キーを押します。LCD のコントラストが設定されます。

キーで，設定をキャンセルします。

4-71

BP4640 / BP4650

4.9 システムメニュー

4.9.4

LCD 表示色の設定

操作パネルの LCD 画面の表示色を，青基調（青地に白文字），または白基調（白地に青文字）の 2 種類から選択できます。

 操作手順，①

CANCEL

②

ENTER

ENTER

キーを押して，セレクトボックスを表示させます。

CANCEL

ENTER

，

③

キーを押して，「COLOR」までカーソルを移動します。

キーを押して，青基調にするときは“BLUE”，白基調にするときは“WHITE”

までカーソルを移動します。

CANCEL

④

ENTER

ENTER

キーを押すと，設定を完了します。

4-72

CANCEL

キーで，設定をキャンセルします。

BP4640 / BP4650

4.9 システムメニュー

4.9.5

周波数，時間単位の設定

周波数，時間のパラメタを表示する際の単位を指定可能です。
周波数単位は，Hz，または kHz から選択します。時間単位は s，または ms から選択します。

 操作手順，①

キーを押して，周波数単位を設定する場合は「FREQ UNIT」，時間単位を設定する場合は「TIME UNIT」までカーソルを移動します。

CANCEL

②

ENTER

ENTER

キーを押して，セレクトボックスを表示させます。

CANCEL，③

CANCEL

④

ENTER

ENTER

キーを押して，表示させる単位までカーソルを移動します。

ENTER

キーを押すと，設定を完了します。

4-73

CANCEL

キーで，設定をキャンセルします。

BP4640 / BP4650

4.9 システムメニュー

4.9.6

出力，レスポンスキャリブレータの電源投入時動作の設定

この製品は，電源投入時に自動的に出力をオンにすることが可能です。
また，電源投入と同時に応答特性を調整特性に設定することが可能です（「4.10.3

調整特性」，参照）。

 操作手順，①

キーを押して，電源投入時の出力動作を設定する場合は「INIT OUT」，電源投入時のレスポンスキャリブレータ動作を設定する場合は「INIT RSP」までカーソ
ルを移動します。

CANCEL

②

ENTER

ENTER

キーを押して，セレクトボックスを表示させます。

CANCEL

ENTER

，

③

キーを押して，オンにするときは“ON”，オフにするときは“OFF”までカーソルを移動します。

CANCEL

④

ENTER

ENTER

キーを押すと，設定を完了します。

4-74

CANCEL

キーで，設定をキャンセルします。

BP4640 / BP4650

4.9 システムメニュー

4.9.7

外部制御入力の有効／無効の設定

外部制御入力の有効／無効を設定します。外部制御入力を無効に設定した場合も，この製品の状態は出力されます。
外部制御入力の詳細について「2.4.4

外部制御入出力コネクタへの接続」，参照。

 操作手順，①

CANCEL

②

ENTER

ENTER

キーを押して，セレクトボックスを表示させます。

CANCEL

ENTER

，

③

キーを押して，「EXT CONTROL」までカーソルを移動します。

キーを押して，有効にするときは“ENABLE”，無効にするときは“DISABLE”

までカーソルを移動します。

CANCEL

④

ENTER

ENTER

キーを押すと，設定を完了します。

4-75

CANCEL

キーで，設定をキャンセルします。

BP4640 / BP4650

4.9 システムメニュー

4.9.8

リセット機能

基本設定を工場出荷時設定に戻します。
出力オン時にこの製品をリセットすることはできません。この製品のリセットは，出力オフの状態で行ってください。
リセット後の設定値について「9.

初期設定一覧」，参照。

 操作手順，①

CANCEL②

ENTER

CANCEL

キーを押して，「RESET...」までカーソルを移動します。

ENTER

キーを押して，エグゼボックスを表示させます。

ENTER③ 「EXEC」が選択されている状態で

4.9.9

ENTER

キーを押すと，この製品がリセットされます。

システム情報「SYSTEM」画面で「INFORMATION」を選択することにより，ファームウェアのバージョン
番号などのシステム情報を表示します。
システム情報の表示操作手順について

「7.4

4-76

バージョン番号の確認方法」，参照。

BP4640 / BP4650

4.10 レスポンスキャリブレーション

4.10 レスポンスキャリブレーション
4.10.1 概説
この製品は，方形波出力や出力の急変などにおける過渡応答特性をユーザが個々に最適化できるレスポンスキャリブレーション機能を搭載しています。
インダクタンス（コイル成分）やキャパシタンス（コンデンサ成分）を含む電磁部品など複雑なインピーダンス特性を持つ負荷に対する過渡応答は負荷ごとに異なります。この製品
では，ユーザが負荷に応じて応答特性を調節することが可能です。
増幅器の応答特性は，以下の 2 種類から選択可能です。
・固定特性
・調整特性
固定特性，調整特性の切り替えは，出力オフの状態で行ってください。出力オンの状態での切り替えはできません。

4-77

BP4640 / BP4650

4.10 レスポンスキャリブレーション

4.10.2 固定特性
広周波数帯域特性と負荷安定性の両立に重点を置いた特性です（CV 時：DC～35 kHz，－3
dB，CC 時：DC～8 kHz，－3 dB）。
固定特性にするには，レスポンスキャリブレーションをオフに設定します。

 操作手順，①

CANCEL②

ENTER

キーを押して，セレクトボックスを表示させます。

ENTER

，

CANCEL④

ENTER

アイコンまでカーソルを移動します。

ENTER

CANCEL③

キーを押して，キーを押して，“OFF”までカーソルを移動します。

ENTER

キーを押すと，レスポンスキャリブレータがオフになります。

4-78

BP4640 / BP4650

4.10 レスポンスキャリブレーション

4.10.3 調整特性
実使用負荷に対してユーザーが応答特性を調整することができます。
調整により，抵抗負荷はもちろんのこと，誘導性負荷，容量性負荷を含む広汎な負荷条件において出力波形のひずみを改善することができます。「固定特性」よりも低速にも高速にも調整可能です。
出力電圧，出力電流波形を外部のオシロスコープにより観測しながら，時定数，電圧帰還量，電流帰還量の 3 つの調整器を動かして調整します。各調整器の調整により増幅器のループ特性を変化させ，等価的に出力インピーダンス特性を変化させます。これにより，広汎な負荷条件における出力波形のひずみ改善を可能にしています。

 操作手順① 出力をオフにします。
② 出力電圧波形，出力電流波形を観測できるように，外部のオシロスコープと電圧・電流モニタ端子（MONITOR OUT）を BNC ケーブルで接続します。
③ レスポンスキャリブレーション(RESPONSE CAL)の各ボリュームを④のように調整します。
T ボリューム：時定数を調整します。
V ボリューム：電圧帰還量を調整します。
I ボリューム：電流帰還量を調整します。

MONITOR OUT 端子RESPONSE CAL
ボリューム

4-79

BP4640 / BP4650

4.10 レスポンスキャリブレーション④ 各調整器が左側に回りきっていることをご確認ください（左側に回しきるとカチッという音がします）。

⑤ 負荷を接続します。

，⑥

CANCEL⑦

ENTER

アイコンまでカーソルを移動します。

ENTER

キーを押して，セレクトボックスを表示させます。

CANCEL⑧

キーを押して，，

CANCEL

ENTER

キーを押して，“ON”までカーソルを移動します。

ENTER

4-80

BP4640 / BP4650

4.10 レスポンスキャリブレーション

ENTER

⑨

キーを押すと，レスポンスキャリブレータがオンになります。

以上の操作により，「調整特性」が選択できます。

⑩ 出力する波形として，SQU（方形波）を選択します。
波形の設定手順「4.3.6波形の設定」，参照。

⑪ 出力をオンします。
出力オンの操作手順「4.3.2出力のオン／オフ」，参照。

⑫ 外部オシロスコープで波形を観測しながら， 3 つの調整器で調整します。

注 意 調整器により，応答特性の改善が可能となりますが，同時に負荷条件（無負荷を含む）
によっては調整の仕方により不安定状態（発振状態）にもなります。このため，「調整特性」を使用する場合は，外部オシロスコープによる波形観測および調整前に各調整器が最も低速状態で安定な左側（反時計）方向に回しきっていることを必ず確認してくださ
い。

4-81

BP4640 / BP4650

4.10 レスポンスキャリブレーション

4.10.4 調整例
一般に CV モードにおける容量性負荷，CC モードにおける誘導性負荷はそれぞれ出力イン
ピーダンスと共振回路を形成することになり，振動しやすい状態になります。
以下に CV モード／容量性負荷，CC モード／誘導性負荷の場合の調整例を示します。
（1） CV モード／容量性負荷
基本的に，T と V のふたつの調整器で調整します。
I 調整器を右方向に回すとリンギングの周波数が下がり，V 調整器によるリンギングの抑制がやりやすくなる場合もありますが，通常は左側に回しきった状態で使用します。
各調整器を回したときの動作を以下に示します。
・ T 調整器を右方向に回した場合立ち上がり／立ち下がりは速くなりますが，リンギングの周波数も高くなり，その振幅も増大して行きます。
・ V 調整器を右方向に回した場合
リンギングの振幅は抑制されますが，立ち上がり／立ち下がりは遅くなります。
立ち上がり／立ち下がりをできるだけ速く，かつリンギングを抑えるには，以下の操作を繰り返して調整して行きます。
①T 調整器で立ち上がり／立ち下がりを速くする。
②リンギングが出てきたら V 調整器で抑える。
（2） CC モード／誘導性負荷
基本的に，T と I のふたつの調整器で調整します。
V 調整器を右方向に回すとリンギングの周波数が下がり，I 調整器によるリンギングの抑制がやりやすくなる場合もありますが，通常は左側に回しきった状態で使用します。
各調整器を回したときの動作を以下に示します。
・ T 調整器を右方向に回した場合立ち上がり／立ち下がりが速くなりますが，リンギングの周波数も高くなり，その振幅も増大して行きます。
・ I 調整器を右方向に回した場合
リンギングの振幅は抑制されますが，立ち上がり／立ち下がりは遅くなります。
立ち上がり／立ち下がりをできるだけ速く，かつリンギングを抑えるには，以下の操作を繰り返して調整していきます。
①T 調整器で立ち上がり／立ち下がりを速くする。
②リンギングが出てきたら I 調整器で抑える。

4-82

BP4640 / BP4650

4.11 外部信号入力

4.11 外部信号入力
この製品は，外部信号を入力とする高速バイポーラ増幅器としても使用可能です。
外部信号入力に内部信号源の信号を加算して出力することもできます。
信号源として外部からの信号入力を使用する場合，フロントパネルの外部信号入力端子（EXT SIGNAL IN）に接続します。接続には，BNC コネクタを備えた同軸ケーブルを使用してください。
信号源の設定「4.3.1

動作モードの設定」，参照。

外部信号入力端子の仕様を以下に示します。
周波数範囲：DC～200 kHz

利得：100 倍（100 V / 1 V），同相（全モデル共通，CV モード）
40 倍（40 A / 1 V），同相（BP4640，CC モード）
50 倍（50 A / 1 V），同相（BP4650，CC モード）

利得確度：±5%（1 kHz）

入力インピーダンス ：10 k
非破壊最大入力電圧 ：±5 V

EXT SIGNAL IN 端子

図 4-23

EXT SIGNAL IN 端子

4-83

BP4640 / BP4650

4.12 電圧，電流モニタ

4.12 電圧，電流モニタ
出力電圧，出力電流をモニタする場合，フロントパネルのモニタ出力端子（MONITOR OUT）
を利用します。接続には，BNC コネクタを備えた同軸ケーブルを使用してください。出力電圧をモニタする場合は Vo 端子，出力電流をモニタする場合は Io 端子に接続します。
モニタ出力端子の仕様を以下に示します。

 出力電圧モニタ出力
モニタレシオ：出力電圧の 1/100（1 V / 100 V），同相（全モデル共通）

モニタ確度：出力電圧の±1.2 V（モニタ出力負荷インピーダンス 1 M）

周波数特性：DC～40 kHz：±0.5 dB
40 kHz～400 kHz：+1 dB，-3 dB（1 kHz 基準，モニタ出力負荷インピーダンス 1 M）

出力インピーダンス ：50  出力電流モニタ出力
モニタレシオ：出力電流の 1/40（1 V / 40 A），同相（BP4640）
出力電流の 1/50（1 V / 50 A），同相（BP4650）

モニタ確度：出力電流の±0.8 A（BP4640）
出力電流の±1 A（BP4650）（モニタ出力負荷インピーダンス 1 M）

周波数特性：DC～20 kHz：±0.5 dB
20 kHz～200 kHz：+1 dB，-3 dB（1kHz 基準，モニタ出力負荷インピーダンス 1 M）

出力インピーダンス ：50 

MONITOR OUT 端子

図 4-24

MONITOR OUT 端子
4-84

BP4640 / BP4650

4.13 計測機能

4.13 計測機能
この製品は，出力電圧，出力電流（各 DC 値，P-P 値）の計測機能を備えています。計測
値は，LCD の計測値ウィンドウに表示されますので，出力状態をモニタすることが可能です。
（「8.6

計測機能」，参照。）

図 4-25

計測値の表示例

なお，計測オーバレンジが発生した場合は，数値部分に“-----”が表示されます。

4-85

BP4640 / BP4650

5. USB インタフェース

5.1 使用前の準備 ···································· 5-2
5.2 プログラムメッセージ一覧 ························ 5-3
5.3 プログラムメッセージ個別説明 ···················· 5-9
5.3.1 基本設定 ···································· 5-9
5.3.2 リミッタ ··································· 5-11
5.3.3 シーケンス関連 ····························· 5-12
5.3.4 計測関連 ··································· 5-16
5.3.5 任意波形メモリ ····························· 5-16
5.3.6 ストア／リコールメモリ ····················· 5-17
5.3.7 ステータスレポーティング ··················· 5-18
5.3.8 オーバラップコマンド ······················· 5-20
5.3.9 その他 ····································· 5-21
5.4 ステータス構造 ································· 5-23
5.4.1 ステータスバイト ··························· 5-23
5.4.2 スタンダードイベントステータス ············· 5-24
5.4.3 メッセージキュー ··························· 5-24
5.4.4 オペレーションステータス ··················· 5-25
5.4.5 ワーニングステータス ······················· 5-26
5.4.6 オーバロードステータス ····················· 5-27
5.5 インタフェースメッセージに対する応答 ············ 5-28
5.6 プログラミングの注意 ··························· 5-28

5-1

BP4640 / BP4650

5.1 使用前の準備

5.1

使用前の準備
この製品はリモートインタフェースを備えており，コンピュータなどによるリモート制御が可能です。操作パネルからできるほとんどの制御は，リモート制御によっても可能です。
また，設定値やエラーなどの内部状態を読み出すこともできます。
USB インタフェースを使うときは， USB インタフェースが装備されているパーソナルコ
ンピュータなどを用意してください。制御するコンピュータに USBTMC ドライバまたは，USB488 ドライバをインストールしてください。この製品では USBTMC ドライバの使用を推奨します。
USB コネクタは，背面パネルに備えてあります。USB は比較的環境のよいところで使用することを想定したインタフェースです。電源変動やノイズの多いところでの使用は避けてください。また，USB ケーブルには漏洩電波低減のため，付属のフェライトコアを取り付けてください。

 USBTMC
通常， USBTMC ドライバは USB 上で GPIB とほぼ同じ制御を行うことができます。 USBTMC
ドライバは， VISA ライブラリを提供する各社のハードウェア製品，またはソフトウｪア製品に含まれています。 VISA ライブラリのライセンスをお持ちでない方は，別途入手する必要があります。
VISA ： Virtual Instrument Software Architecture
・ USB ID の確認「4.8.2.1

USBTMC」，参照。

・ USB ID は次のフォーマットで表されます。
USB0::[Vendor 番号]::[Product 番号]::[Serial 番号]::INSTR
Vendor 番号：3402 （ 0x0D4A ）固定
Product 番号： 83 （ 0x0053 ）固定，BP4640
84 （ 0x0054 ）固定，BP4650
Serial 番号：製品個体毎に一意の番号（シリアル番号）が設定されています。

 USB488
USB488 ドライバは当社のホームページ（http://www.nfcorp.co.jp/）からダウンロード
できます。
・ USB ID の設定「4.8.2.2

USB488」，参照。

・ USB ID は，十分確認してから設定してください。USB ID が誤っていると，コンピュー
タからの制御ができません。また，同一システム内で他の機器と USB ID が重複すると，コンピュータに障害が生じる場合があります。
・ Windows Vista 以降の PC には対応していません。

5-2

BP4640 / BP4650

5.2 プログラムメッセージ一覧

5.2

プログラムメッセージ一覧

 プログラムメッセージ・ プログラミングに使用できるデータ（プログラムメッセージ）は，任意波形のデータブロックを除き，ASCII データ（16 進：20～7F）です。任意波形データはバイナリデー
タのブロックです。
・プログラムメッセージをこの機器が受信するときは，大文字/小文字は区別されません。
・ 応答メッセージは大文字です。
・ 複数のプログラムメッセージを連続して送るときは，プログラムメッセージ間に“；”（セミコロン）を入れてください。さらに，見やすくするためにセミコロンの前後にスペースを入れることもできます。
・ 設定プログラムメッセージのヘッダとパラメタの間には，1 文字以上のスペースを入れてください。

 入力バッファ・ プログラムメッセージは，入力バッファの容量（10,000 文字）まで，一度に送ることができます。
・送られたプログラムメッセージは，一度入力バッファに蓄えられ，順に解釈，実行されます。
・解釈，実行時，規定外のプログラムメッセージが発見されるとエラーとなり，それ以降は実行されません。
・解釈，実行が終わると入力バッファがクリアされ，次のプログラムメッセージを入力することができるようになります。
この製品の USB プログラムメッセージを，下記に示します。
プログラムメッセージの概要「表 5-1

基本設定」～「表 5-9

その他」，参照。

詳細（機能ごとにアルファベット順）「5.3

プログラムメッセージ個別説明」，参照。

5-3

BP4640 / BP4650

5.2 プログラムメッセージ一覧
表 5-1
ヘッダ

機 能

基本設定

最大値

最小値

分解能

設定

問合せ

5

0

1

○

○

1

0

1

○

○

1

0

1

○

○

0:CV-INT
1:CV-EXT
MODE

2:CV-ADD

機能モード

3:CC-INT
4:CC-EXT
5:CC-ADD

OUTP

出力オン／オフ
レスポンスキャ

RCAL

リブレータ

0:オフ
1:オン
0:オフ
1:オン

オン／オフ
VOLT

直流電圧

115.00-115.00

0.01

○

○

ACVL

重畳交流電圧

120.0

0.0

0.1

○

○

CURR

出力電流

40.00(BP4640)
50.00(BP4650)-40.00(BP4640)-50.00(BP4650)

0.01

○

○

ACCU

重畳交流電流120.0(BP4640)
150.0(BP4650)

0.0

0.1

○

○

FREQ

重畳交流周波数100000.0

1.0

0.1

○

○

0

1

○

○

最小値

分解能

設定

問合せ

0:SIN
WAVE

重畳交流波形

1:SQU
2～17:

17

ARB1～ARB16

表 5-2
ヘッダ

機 能

リミッタ

最大値

LMVP

+電圧リミッタ

117.0

7.0

0.1

○

○

LMVM

-電圧リミッタ-7.0-117.0

0.1

○

○

LMCP

+電流リミッタ

104(BP4640)
130(BP4650)

4(BP4640)
5(BP4650)

1

○

○

LMCM

-電流リミッタ-4(BP4640)-5(BP4650)-104(BP4640)-130(BP4650)

1

○

○

5-4

BP4640 / BP4650

5.2 プログラムメッセージ一覧
表 5-3

シーケンス関連
（1/2）

ヘッダ

機 能

SLEN?

シーケンス長の指定

STPN

ステップ番号の指定

最大値

最小値

分解能

255 固定255
第 1 パラメタ
第 2 パラメタ
第 3 パラメタ

11

直流電圧／直流電流
直流電圧／直流電流動作種別
0:CONST/1:KEEP/2:SWEEP
重畳交流電圧／重畳交流電流

設定

問合せ

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

重畳交流電圧／重畳交流電流
第 4 パラメタ

動作種別
0:CONST/1:KEEP/2:SWEEP

第 5 パラメタ
SEXP

ステップ実行パラメタ

第 6 パラメタ
第 7 パラメタ
第 8 パラメタ

周波数
周波数動作種別
0:CONST/1:KEEP/2:SWEEP
波形
2～17:ARB1～ARB16
波形動作種別0:CONST/1:KEEP
ステップ同期出力

第 9 パラメタ

0：(0,0)/1：(0,1)/
2：(1,0)/3：(1,1)

第 10 パラメタ
第 1 パラメタ
第 2 パラメタ
第 3 パラメタ
第 4 パラメタ
STRP

ステップ遷移パラメタ

ステップ同期出力動作種別
0:CONST/1:KEEP
ステップ時間モード
0 固定
ステップ時間ステップ終了位相有効／無効
0:無効/1:有効
ステップ終了位相
0 ° 固定ステップ終端

第 5 パラメタ

0:シーケンス継続
1:Idle 状態に移行
2:Hold 状態に移行
ジャンプステップ

第 6 パラメタ

0:次のステップ番号に移行
1～255:ステップ番号

5-5

BP4640 / BP4650

5.2 プログラムメッセージ一覧
（2/2）
ヘッダ

機 能

最大値

最小値

分解能

設定

問合せ

○

○

○

○

○

○

ジャンプ回数第 7 パラメタ

0:無限回ジャンプ
1～999:指定した回数ジャンプ
ブランチ 0

STRP

ステップ遷移パラメタ

第 8 パラメタ

0:ブランチ無効
1～255:ステップ番号
ブランチ 1

第 9 パラメタ

0:ブランチ無効
1～255:ステップ番号

0:停止
1:開始
SCTL

シーケンス制御

2:ホールド

4

0

1

○

×

2

0

1

×

○

3:ブランチ 0
4:ブランチ 1
0:Idle 状態
SSTS?

シーケンス状態

1:Run 状態
2:Hold 状態

SCSN?

実行中ステップ番号の取得

255

-1

1

×

○

SCJN?

指定ステップ番号のジャンプ回数取得

999

-1

1

×

○

SEQM

シーケンスメモリ制御 0:クリア
0
0
1
○
×
----- コメント -------------------------------------------------------------------- SCSN?の戻り値-1 はシーケンスが Idle 状態であることを示します。0 は欠番です。
 SCJN?の戻り値-1 はシーケンスが Idle 状態であることを示します。
---------------------------------------------------------------------------------表 5-4
ヘッダ

機 能

MVLT?

直流電圧計測値

MACV?

交流電圧計測値

MCUR?

直流電流計測値

MACC?

交流電流計測値

計測関連

最大値
200.0
[999.9]400[999]
80.0(BP4640)
100.0(BP4650)[99.9(BP4640)][999.9(BP4650)]
160(BP4640)
200(BP4650)
[999]

最小値
-200.0

分解能

設定

問合せ

0.1

×

○

×

○

×

○

×

○

0 1
-80.0(BP4640)-100.0(BP4650)

0.1

0 1

----- コメント ------------------------------------------------------------------- [ ]内は計測オーバレンジが発生した場合の応答メッセージの値です。
----------------------------------------------------------------------------------

5-6

BP4640 / BP4650

5.2 プログラムメッセージ一覧
表 5-5
ヘッダ
ARBN

任意波形メモリ

機 能
送受信任意波形メモリの指定

最大値

最小値

分解能

設定

問合せ

17

2

1

○

○

○

○

○

×

#42048ARBT

任意波形送受信[データ] … … …
データは 2 の補数形式

ARBM

任意波形メモリ制御

0:クリア

0

0

1

----- コメント ------------------------------------------------------------------- 任意波形の部分的な読み書きはできません。
 任意波形をクリアすると，ARB1～ARB8 には正弦波，ARB9～ARB12 には方形波，ARB13～ARB16には三角波が書き込まれます。
---------------------------------------------------------------------------------表 5-6
ヘッダ

メモリ

機 能

最大値

最小値

分解能

設定

問合せ

*SAV

ストアメモリ

30

1

1

○

×

*RCL

リコールメモリ

30

1

1

○

×

表 5-7
ヘッダ

ステータスレポーティング

機 能

最大値

最小値

分解能

設定

問合せ

*STB?

ステータスバイト

255

0

1

×

○

*SRE

SRQ イネーブルレジスタ

255

0

1

○

○

*ESR?

標準イベントステータスレジスタ

255

0

1

×

○

255

0

1

○

○

*ESE

標準イベントステータスイネーブルレジス
タ

OPCR?

オペレーションコンディションレジスタ

32767

0

1

×

○

OPTF

オペレーショントランジッションフィルタ

32767

0

1

○

○

OPER?

オペレーションイベントレジスタ

32767

0

1

×

○

32767

0

1

○

○

OPEE

オペレーションイベントイネーブルレジス
タ

WRER?

ワーニングイベントレジスタ

32767

0

1

×

○

WREE

ワーニングイベントイネーブルレジスタ

32767

0

1

○

○

OVCR?

オーバロードコンディションレジスタ

32767

0

1

×

○

OVTF

オーバロードトランジッションフィルタ

32767

0

1

○

○

OVER?

オーバロードイベントレジスタ

32767

0

1

×

○

OVEE

オーバロードイベントイネーブルレジスタ

32767

0

1

○

○

*CLS

イベントレジスタの内容クリア

×

×

×

○

×

5-7

BP4640 / BP4650

5.2 プログラムメッセージ一覧
表 5-8
ヘッダ

オーバラップコマンド

機 能

最大値

最小値

分解能

設定

問合せ

×

×

×

○

×

1

1

1

×

○

×

×

×

○

×

最大値

最小値

分解能

設定

問合せ

1

0

1

○

○

1

0

1

○

○

1

0

1

○

○

1

0

1

○

○

1

0

1

○

○

×

×

×

○

×

444

0

1

×

○

×

○

×

○

デバイス動作が完了したとき，スタンダー*OPC

ドイベントステータスレジスタ内のオペ
レーションコンプリートメッセージをデバ
イスに発生させます。

*OPC?

デバイスの動作が完了したとき，１を返します。
デバイスの動作が完了するまで，デバイス*WAI

がそれ以降のコマンドあるいはクエリを実行するのを禁止します。

表 5-9
ヘッダ

機 能

BEEP

ビープ

HEAD

ヘッダ

IOUT

*RST

0:オフ
1:オン

出力オン／オフ

1:オン

レスポンスキャリブ

0:オフ
1:オン

外部制御入力

0:無効

有効／無効

1:有効

デバイスリセット
セルフテスト

*TST?

1:オン

0:オフ

レータオン／オフ
XCTL

0:オフ

電源投入時
電源投入時

IRSP

その他

電源投入時自己診断結
果を返します。

0:エラーなし
0 以外:エラー

NF Corporation,型名,シリアル番号,バージョン番号*IDN?

型名問い合わせBP4640 の場合の例：
NF Corporation,BP4640,
0000001,3.00

VERS?

バージョン番号問い合わせ

例：3.00

5-8

BP4640 / BP4650

5.3 プログラムメッセージ個別説明

5.3

プログラムメッセージ個別説明
プログラムメッセージの詳細を説明します。コマンドは，機能ごとにアルファベット順に並んでいます。

5.3.1

基本設定

■ ACCU/ACCU?
説明： 重畳交流電流を設定します。

パラメタ ： 電流[Ap-p]
設定値の範囲は
設定例「表 5-1

基本設定」，参照。

： 重畳交流電流を 20.0 Ap-p に設定します。
ACCU 20

注意： 0.1 Ap-p 単位で設定可能です。

■ ACVL/ACVL?
説明： 重畳交流電圧を設定します。

パラメタ ： 電圧[Vp-p]
0.0 Vp-p～120.0 Vp-p
設定例

： 重畳交流電圧を 100 Vp-p に設定します。
ACVL 100

注意： 0.1 Vp-p 単位で設定可能です。

■ CURR/CURR?
説

明： 直流電流を設定します。

パラメタ ： 電流[A]設定値の範囲は
設定例「表 5-1

基本設定」，参照。

： 直流電流を 5.00 A に設定します。
CURR 5

注意： 0.01 A 単位で設定可能です。

■ FREQ/FREQ?
説明： 重畳交流周波数を設定します。

パラメタ ： 周波数[Hz]1.0 Hz～100000.0 Hz
設定例： 重畳交流周波数を 70000 Hz に設定します。
FREQ 70000

注意： 0.1 Hz 単位で設定可能です。

5-9

BP4640 / BP4650

5.3 プログラムメッセージ個別説明■ MODE/MODE?
説明： 動作モードを設定します。

パラメタ ：
0：CV-INT
1：CV-EXT
2：CV-ADD
3：CC-INT
4：CC-EXT
5：CC-ADD
設定例： CC-INT モードに設定します。
MODE 3

注意： 出力がオンのときには設定できません。

■ OUTP/OUTP?
説明： 出力オン／オフを設定します。

パラメタ ：
0：出力オフ
1：出力オン
設定例： 出力オンに設定します。
OUTP 1■ RCAL/RCAL?
説明： レスポンスキャリブレータのオン／オフを設定します。

パラメタ ：
0：レスポンスキャリブレータオフ
1：レスポンスキャリブレータオン
設定例： レスポンスキャリブレータをオンにします。
RCAL 1

注意： 出力がオンのときには設定できません。

■ VOLT/VOLT?
説

明： 直流電圧を設定します。

パラメタ ： 電圧[V]-115.00 V～115.00 V
設定例： 出力電圧を 90 V に設定します。
VOLT 90

注意： 0.01 V 単位で設定可能です。

5-10

BP4640 / BP4650

5.3 プログラムメッセージ個別説明■ WAVE/WAVE?
説明： 重畳交流波形を選択します。

パラメタ ：
0：SIN（正弦波）
1：SQU（方形波）
2～17：ARB1～ARB16（任意波形）
設定例： 出力する波形を正弦波にします。
WAVE 0

注

意

5.3.2

： 出力がオンのときには設定できません。

リミッタ■ LMCM/LMCM?
説

明： -電流リミッタを設定します。

パラメタ ： 電流[A]設定値の範囲は
設定例「表 5-2

リミッタ」，参照。

： -電流リミッタを-15 A に設定します。
LMCM -15

注意： 1 A 単位で設定可能です。

■ LMCP/LMCP?
説

明： +電流リミッタを設定します。

パラメタ ： 電流[A]設定値の範囲は
設定例「表 5-2

リミッタ」，参照。

： +電流リミッタを 15 A に設定します。
LMCP 15

注意： 1 A 単位で設定可能です。

■ LMVM/LMVM?
説明： -電圧リミッタを設定します。

パラメタ ： 電圧[V]-117.0 V～-7.0 V
設定例： -電圧リミッタを-100 V に設定します。
LMVM -100

注意： 0.1 V 単位で設定可能です。

■ LMVP/LMVP?
説明： +電圧リミッタを設定します。

パラメタ ： 電圧[V]7.0 V～117.0 V
設定例： +電圧リミッタを 100 V に設定します。
LMVP 100

注意： 0.1 V 単位で設定可能です。
5-11

BP4640 / BP4650

5.3 プログラムメッセージ個別説明

5.3.3

シーケンス関連

シーケンスの設定について「4.5

シーケンス動作」，参照。

■ SCJN?
説明： STPN で指定したステップにおいて実行されたジャンプ回数を取得します。

応答形式 ： -1～999
注意： -1 は Idle 状態を示します。

■ SCSN?
説明： 実行中のステップ番号を取得します。

応答形式 ： -1～255
注意： -1 は Idle 状態を示します。

■ SCTL説明： シーケンスを制御します。

パラメタ ：
0：シーケンス停止
1：シーケンス開始
2：シーケンスホールド
3：シーケンスブランチ 0
4：シーケンスブランチ 1
設定例： シーケンスを開始します。
SCTL 1■ SEQM説明： シーケンスメモリを制御します。

パラメタ ：
0：クリア
設定例： シーケンスメモリをクリアします。
SEQM 0

5-12

BP4640 / BP4650

5.3 プログラムメッセージ個別説明■ SEXP/SEXP?
説明： ステップ実行パラメタを設定します。

パラメタ ：
第 1 パラメタ：直流電圧／直流電流を設定します。
直流電圧は，-115.00 V～115.00 V の範囲で，0.01 V 単位で設定可能です。
直流電流は，表 5-10の範囲で，0.01 A 単位で設定可能です。
第 2 パラメタ：直流電圧／直流電流の動作種別を設定します。
0：CONST/1：KEEP/2：SWEEP
第 3 パラメタ：重畳交流電圧／重畳交流電流を設定します。
交流電圧は，0.0 Vp-p～120.0 Vp-p の範囲で，0.1 Vp-p 単位で設定可能です。
交流電流は，表 5-10の範囲で，0.1 Ap-p 単位で設定可能です。
第 4 パラメタ：重畳交流電圧／重畳交流電流の動作種別を設定します。
0：CONST/1：KEEP/2：SWEEP
第 5 パラメタ：周波数を設定します。
1.0 Hz～100000.0 Hz の範囲で，0.1 Hz 単位で設定可能です。
第 6 パラメタ：周波数の動作種別を設定します。
0：CONST/1：KEEP/2：SWEEP
第 7 パラメタ：波形を設定します。
2～17：ARB1～ARB16
第 8 パラメタ：波形の動作種別を設定します。
0：CONST/1：KEEP
第 9 パラメタ：ステップ同期出力を設定します。
0：(0,0)/1：(0,1)/2：(1,0)/3：(1,1)
第 10 パラメタ：ステップ同期出力の動作種別を設定します。
0：CONST/1：KEEP
設定例： 直流電圧は 10 V で SWEEP，交流電圧は 5 Vp-p 重畳で KEEP，周波数は 20 Hz で
KEEP，波形は ARB3 で CONST，ステップ同期出力は(0,0)で KEEP に設定します。
SEXP 10,2,5,1,20,1,4,0,0,1
表 5-10直流電流
重畳交流電流直流電流・重畳交流電流の設定範囲
BP4640BP4650-40.00～40.00 A-50.00～50.00 A
0.0 ～120.0 Ap-p
0.0 ～150.0 Ap-p

■ SLEN?
説明： シーケンス長を返します。

パラメタ ： 255 固定■ SSTS?
説明： シーケンス状態を返します。

応答形式 ： 0：Idle 状態
1：Run 状態
2：Hold 状態
5-13

BP4640 / BP4650

5.3 プログラムメッセージ個別説明■ STPN/STPN?
説明： ステップ番号を指定します。

パラメタ ：
1～255
設定例： 設定するステップ番号として 7 を指定します。
STPN 7■ STRP/STRP?
説明： ステップ遷移パラメタを設定します。

パラメタ ：
第 1 パラメタ：
0 固定
第 2 パラメタ：ステップ時間を設定します。
ステップ時間は，秒単位で設定します。
第 3 パラメタ：ステップ終了位相（0 °）の有効／無効を設定します。
0：無効
1：有効
第 4 パラメタ：ステップ終了位相を設定します。
0 °固定
第 5 パラメタ：ステップ終端を設定します。
0：シーケンス継続
1：Idle 状態に移行
2：Hold 状態に移行
第 6 パラメタ：ジャンプステップ番号を設定します。
0：次のステップ番号に移行
1～255：指定したステップ番号にジャンプ
第 7 パラメタ：ジャンプ回数を設定します。
0：無限回ジャンプ
1～999：指定した回数ジャンプ
第 8 パラメタ：ブランチ 0 を設定します。
0：ブランチ無効
1～255：指定したステップ番号にジャンプ
第 9 パラメタ：ブランチ 1 を設定します。
0：ブランチ無効
1～255：指定したステップ番号にジャンプ
設定例： ステップ時間は 2 秒，ステップ終了位相は無効，ステップ終了後はシーケンス継続で次のステップに移行，ジャンプ回数は 1 回，ブランチは無効に設定します。
STRP 0,2,0,0,0,0,1,0,0

5-14

BP4640 / BP4650

5.3 プログラムメッセージ個別説明

 プログラムメッセージを使用したシーケンスのプログラミング例
USB プログラムメッセージを使用して図 4-20に示すシーケンス遷移を設定する場合のプ
ログラミング例を下記に示します。
STPN

1

SEXP

2.5, 2,

STRP

0,

STPN

2

SEXP

7.5, 1,

STRP

0,

STPN

3

SEXP

7.5, 0,

STRP

0,

STPN

4

SEXP

0,

0,

0,

0,

2,

0,

0,

0.1, 0,

0,

0,

0,

0,

0,

0

0,

0,

0,

0,

2,

0,

0,

0.2, 0,

0,

0,

0,

0,

0,

0

0,

0,

0,

0,

2,

0,

0,

0.1, 0,

0,

0,

0,

0,

0,

0

5,

2,

0,

0,

0,

0,

2,

0,

0,

STRP

0,

0.2, 0,

0,

0,

2,

1,

0,

0

STPN

5

SEXP

10,

2,

0,

0,

0,

0,

2,

0,

0,

STRP

0,

0.2, 0,

0,

0,

0,

0,

6,

0

STPN

6

SEXP

0,

2,

0,

0,

0,

0,

2,

0,

0,

STRP

0,

0.3, 0,

0,

1,

0,

0,

0,

0

5-15

0

0

0

0

0

0

BP4640 / BP4650

5.3 プログラムメッセージ個別説明

5.3.4

計測関連

■ MACC?
説明： 交流電流計測値を返します。

応答形式 ： 応答範囲は「表 5-4

計測関連」を参照してください。

（計測オーバレンジの場合は 999 Ap-p を返します）
注

意： 1 Ap-p 単位で計測します。

■ MACV?
説明： 交流電圧計測値を返します。

応答形式 ： 0 Vp-p～400 Vp-p（計測オーバレンジの場合は 999 Vp-p を返します）
注

意： 1 Vp-p 単位で計測します。

■ MCUR?
説明： 直流電流計測値を返します。

応答形式 ： 応答範囲は「表 5-4

計測関連」を参照してください。

（計測オーバレンジの場合は 99.9 A を返します）
注

意： 0.1 A 単位で計測します。

■ MVLT?
説

明： 直流電圧計測値を返します。

応答形式 ： -200.0 V～200.0 V（計測オーバレンジの場合は 999.9 V を返します）
注

意

5.3.5

： 0.1 V 単位で計測します。

任意波形メモリ

ARBM，ARBT で行う設定は，ARBN で指定した任意波形メモリに対して行われます。ARBN で指定しなかった場合，デフォルトの 2 が対象となります。他のメモリに保存した任意波形を制御するには，まず ARBN でメモリ番号を指定してください。
■ ARBM説明： 任意波形メモリを制御します。

パラメタ ：
0：クリア
設定例： 任意波形をクリアします。
ARBM 05-16

BP4640 / BP4650

5.3 プログラムメッセージ個別説明■ ARBN/ARBN?
説明： 転送するメモリ番号，クリアするメモリ番号を指定します。

パラメタ ：
2～17
設定例： 任意波形メモリ 6 を指定します。
ARBN 6

注意： パラメタに 0，1 を設定した場合，エラーになります。
出力中の波形も指定できるため，任意波形書き換え中でも出力されますので，注意してください。

■ ARBT/ARBT?
説明： 任意波形を送受信します。

パラメタ ：#42048
データは 2 の補数形式（1024 ワード，2048 バイト）
設定例： 1) ARBT #42048
2) [データ 0 の上位バイト][データ 0 の下位バイト][データ 1 の上位バイト][データ 1 の下位バイト]……[データ 1023 の下位バイト]
「5.6

5.3.6

プログラミングの注意」，参照。

ストア／リコールメモリ■ *RCL説明： 設定を読み出します。

パラメタ ：
1 ～30
設定例： ストア／リコールメモリ 5 の内容を読み出します。
*RCL 5

注意： 出力がオンのときは実行できません。

■ *SAV説明： 設定を保存します。

パラメタ ：
1～30
設定例： ストア／リコールメモリ 5 に保存します。
*SAV 5

5-17

BP4640 / BP4650

5.3 プログラムメッセージ個別説明

5.3.7

ステータスレポーティング■ *CLS説明： イベントレジスタの内容をクリアします。

■ *ESE/*ESE?
説明： 標準イベントステータスイネーブルレジスタです。
「5.4.2

スタンダードイベントステータス」，参照。

パラメタ ：
0～255■ *ESR?
説明： 標準イベントステータスレジスタです。
「5.4.2

スタンダードイベントステータス」，参照。

応答形式 ： 0～255■ OPCR?
説明： オペレーションコンディションレジスタです。
「5.4.4

オペレーションステータス」，参照。

応答形式 ： 0～32767■ OPEE/OPEE?
説明： オペレーションイベントイネーブルレジスタです。
「5.4.4

オペレーションステータス」，参照。

パラメタ ：
0～32767■ OPER?
説明： オペレーションイベントレジスタです。
「5.4.4

オペレーションステータス」，参照。

応答形式 ： 0～32767■ OPTF/OPTF?
説明： オペレーショントランジッションフィルタです。
「5.4.4

オペレーションステータス」，参照。

パラメタ ：
0～32767

5-18

BP4640 / BP4650

5.3 プログラムメッセージ個別説明■ OVCR?
説明： オーバロードコンディションレジスタです。
「5.4.6

オーバロードステータス」，参照。

応答形式 ： 0～32767■ OVEE/OVEE?
説明： オーバロードイベントイネーブルレジスタです。
「5.4.6

オーバロードステータス」，参照。

パラメタ ：
0～32767■ OVER?
説明： オーバロードイベントレジスタです。
「5.4.6

オーバロードステータス」，参照。

応答形式 ： 0～32767■ OVTF/OVTF?
説明： オーバロードトランジッションフィルタです。
「5.4.6

オーバロードステータス」，参照。

パラメタ ：
0～32767■ *SRE/*SRE?
説明： SRQ イネーブルレジスタです。
「5.4.1

ステータスバイト」，参照。

パラメタ ：
0～255■ *STB?
説明： ステータスバイトです。
「5.4.1

ステータスバイト」，参照。

応答形式 ： 0～255■ WREE/WREE?
説明： ワーニングイベントイネーブルレジスタです。
「5.4.5

ワーニングステータス」，参照。

パラメタ ：
0～32767■ WRER?
説明： ワーニングイベントレジスタです。
「5.4.5

ワーニングステータス」，参照。

応答形式 ： 0～32767

5-19

BP4640 / BP4650

5.3 プログラムメッセージ個別説明

5.3.8

オーバラップコマンド

ここでのデバイスの動作とは，以下のものを示します。
・MODE：動作モードの切り替え

・OUTP：出力オン／オフの切り替え

・*RCL：設定の読み出し・*RST：デバイスのリセット

・SCTL 1

：シーケンス実行■ *OPC説明： デバイスの動作が完了したとき，スタンダードイベントステータスレジスタ内のオペレーションコンプリートメッセージをデバイスに発生させます。

■ *OPC?
説明： デバイスの動作が完了したとき，１を返します。

■ *WAI説明： デバイスの動作が完了するまで，デバイスがそれ以降のコマンドあるいはクエリを実行するのを禁止します。

5-20

BP4640 / BP4650

5.3 プログラムメッセージ個別説明

5.3.9

その他

■ BEEP/BEEP?
説明： ビープ音のオン／オフを設定します。

パラメタ ：
0：オフ
1：オン
設定例

： ビープ音をオンにします。
BEEP 1■ HEAD/HEAD?
説

明： ヘッダのオン／オフを設定します。

パラメタ ：
0：オフ
1：オン
設定例

： ヘッダをオンにします。
HEAD 1■ *IDN?
説明： 型名を問い合わせます。

応答形式 ：“NF Corporation,型名,シリアル番号,バージョン番号”
BP4640 の場合の例：NF Corporation,BP4640,0000001,3.00■ IOUT/IOUT?
説明： 電源投入時の出力オン／オフを設定します。

パラメタ ：
0：オフ
1：オン
設定例

： 電源投入時の出力をオンにします。
IOUT 1■ IRSP/IRSP?
説明： 電源投入時のレスポンスキャリブレータオン／オフを設定します。

パラメタ ：
0：オフ
1：オン
設定例

： 電源投入時のレスポンスキャリブレータをオンにします。
IRSP 1

5-21

BP4640 / BP4650

5.3 プログラムメッセージ個別説明■ *RST説

明： デバイスをリセットします。

注

意： 出力がオンのときは実行できません。
「9.

初期設定一覧」，参照。

■ *TST?
説明： セルフテスト。電源投入時，自己診断結果を返します。
診断結果は 16 ビットデータで戻ります。上位 7 ビット，ビット 6，下位 2 ビッ
トは 0 固定なので，それ以外のビットの値でエラーを判定してください。

応答形式 ： 0：エラーなし
0 以外：エラー発生
ビット 8： バージョンアップされたため，バックアップメモリ，波形メモリ，
シーケンスメモリが初期化された
ビット 7： 校正されていない，あるいは校正値なしで初期化された
ビット 5： 校正不良，あるいは校正値なしで初期化された
ビット 4： シーケンスメモリ不良で初期化された
ビット 3： 波形メモリ不良で初期化された
ビット 2： バックアップメモリ不良で初期化された■ VERS?
説

明

応答例： バージョン番号を問い合わせます。
： 3.00■ XCTL/XCTL?
説明： 外部制御入力の有効／無効を設定します。

パラメタ ：
0：無効
1：有効
設定例

： 外部制御入力を有効にします。
XCTL 1

5-22

BP4640 / BP4650

5.4 ステータス構造

5.4

ステータス構造

5.4.1

ステータスバイト

オーバロードステータスサマリ
ワーニングステータスサマリ
未使用（常に 0）
未使用（常に 0）
メッセージキューサマリ
スタンダードイベントステータスサマリ
オペレーションステータスサマリ

サービス
リクエスト
生成

OPR
DI08

6

ESB
DI06

MAV
DI05

3
DI04

2
DI03

WAR
DI02

OVR
DI01

MSS
DI07

ステータスバイトレジスタ*STB?共通クエリによる読取り

＆
論
＆

理

＆

O

＆

R

＆
＆
＆
7

5

4

3

5-23

2

1

0

サービスリクエスト
イネーブルレジスタ*SRE 共通コマンド*SRE?共通クエリ

BP4640 / BP4650

5.4 ステータス構造

5.4.2

スタンダードイベントステータス*ESR?(スタンダードイベントレジスタ)*ESE(スタンダードイベントイネーブルレジスタ)

電源投入(PON)

77

ユーザ要求(URQ)

6

6

コマンドエラー(CME)

5

5

論

実行エラー(EXE)

4

4

理

装置に固有のエラー(DDE)

3

3

O

問合せエラー(QYE)

2

2

R

要求コントロール(RQC)

1

1

オペレーション完了(OPC)00

スタンダードイベントステータスサマリ
ステータスバイト(Bit5)

5.4.3

メッセージキュー

メッセージキュー

キューは
空でない

メッセージキューサマリ
ステータスバイト(Bit4)

5-24

BP4640 / BP4650

5.4 ステータス構造

5.4.4

オペレーションステータス

OPCR?(オペレーションコンディションレジスタ)
OPTF (オペレーショントランジッションフィルタ)

常に 0

15

15

15

15

シーケンス実行中

14

14

14

14

未使用

13

13

13

13

シーケンスホールド中

12

12

12

12

未使用

11

11

11

11

未使用

10

10

10

10

未使用

9

9

9

9

未使用

8

8

8

8

理

未使用

7

7

7

7

O

未使用

6

6

6

6

R

未使用

5

5

5

5

未使用

4

4

4

4

未使用

3

3

3

3

未使用
MODE,OUTP,*RCL,*RST
実行中

2

2

2

2

1

1

1

1

未使用

0

0

0

0

論

OPER? (オペレーションイベントレジスタ)
OPEE (オペレーションイベントイネーブルレジスタ)

オペレーションステータスサマリ
ステータスバイト(Bit7)

トランジッションフィルタは，コンディションをイベントに変換します。
トランジッションフィルタ該当ビットが 1 の場合：
コンディションレジスタの該当ビットが 0 から 1 に変化するとき，
イベントレジスタの該当ビットを 1 にセットします。
トランジッションフィルタ該当ビットが 0 の場合：
コンディションレジスタの該当ビットが 1 から 0 に変化するとき，
イベントレジスタの該当ビットを 1 にセットします。

5-25

BP4640 / BP4650

5.4 ステータス構造

5.4.5

ワーニングステータス
WRER?(ワーニングイベントレジスタ)
WREE(ワーニングイベントイネーブルレジスタ)

常に 0

15

15

未使用

14

14

論

：

：

：

理

：

：

：

O

未使用
オーバロードまたはオーバリミッタ
によって出力オフされた

1

1

R

0

0

ワーニングステータスサマリ
ステータスバイト(Bit1)

5-26

BP4640 / BP4650

5.4 ステータス構造

5.4.6

オーバロードステータス

OVCR?(オーバロードコンディションレジスタ)OVTF (オーバロードトランジッションフィルタ)

常に 0

15

15

15

15

未使用

14

14

14

14

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

未使用

1

1

1

1

オーバロード検出

0

0

0

0

論
理
O
R

OVER? (オーバロードイベントレジスタ)
OVEE (オーバロードイベントイネーブルレジスタ)

オーバロードステータスサマリ
ステータスバイト(Bit0)

トランジッションフィルタは，コンディションをイベントに変換します。
トランジッションフィルタ該当ビットが 1 の場合：
コンディションレジスタの該当ビットが 0 から 1 に変化するとき，
イベントレジスタの該当ビットを 1 にセットします。
トランジッションフィルタ該当ビットが 0 の場合：
コンディションレジスタの該当ビットが 1 から 0 に変化するとき，
イベントレジスタの該当ビットを 1 にセットします。

5-27

BP4640 / BP4650

5.5 インタフェースメッセージに対する応答

5.5

インタフェースメッセージに対する応答
この製品では，表 5-11に示すインタフェースメッセージにより，USB インタフェースの制御を行うことが可能です。
表 5-11

インタフェースメッセージ

インタフェースメッセージ
IFC

応

答

USB インタフェースを初期化します。
USB 入出力バッファのクリア，ステータスのクリア，RQS ビットのクリア

SDCを行います。

REN

この製品をリモート状態にします。

GTL

この製品をローカル状態にします。
この製品をローカルロックアウト状態にします。
操作パネルの LOCAL キーを無効にします。

LLO

操作パネルによるローカルモードへの移行操作が行われないようにロッ
クします。

5.6

プログラミングの注意 任意波形データ
任意波形データはバイナリデータのブロックですので，先行する ASCII プログラムメッ
セージのコマンド部とは別に転送してください。任意波形データは，必ず 1024 ワード(2048バイト)転送してください。データに過不足がありますと，エラーとなったり正しい波形が出力できなくなります。
例：1) ARBT #42048
2) [データ 0 の上位バイト][データ 0 の下位バイト][データ 1 の上位バイト][データ 1 の下位バイト]……[データ 1023 の下位バイト]

5-28

BP4640 / BP4650

6.

トラブルシューティング

6.1 エラーメッセージ ································ 6-2
6.1.1 電源投入時のエラー ·························· 6-2
6.1.2 保護機能関連エラー ·························· 6-3
6.1.3 操作時のエラー ······························ 6-5
6.1.4 ワーニング表示 ······························ 6-6
6.2 保護機能 ········································ 6-7
6.2.1 オーバロード ································ 6-8
6.2.2 オーバリミッタ ······························ 6-8
6.3 故障と思われるとき ······························ 6-9

6-1

BP4640 / BP4650

6.1 エラーメッセージ

6.1

エラーメッセージ
この製品は電源投入時に自己診断を行い，異常があるとエラーメッセージを表示します。

また，誤った設定，操作を行ったときにも，エラーメッセージを表示します。
エラーメッセージの内容とその原因，および必要な処置を下記に示します。

6.1.1

電源投入時のエラー

この製品は，電源投入時に以下の故障診断を行います。
エラーがあった場合は，システムチェック画面に「NG」と表示します。
表 6-1に，診断項目，故障検出時の処理を示します。
表 6-1
故障診断項目

自己故障診断エラー

診断内容

故障検出時の動作，必要な処置
部品故障のおそれがあります。当社または

ROM CHECKROM サムチェック

RAM READ/WRITE CHECKRAM 読み書きチェック

BACKUP MEMORY CHECKWAVE MEMORY CHECKSEQUENCE MEMORY CHECKVERSION CHECK

当社代理店までご連絡ください。
動作はここで停止し，電源をオフにするま
でエラー表示のままになります。

バックアップメモリサム
チェック

メモリの初期化後，起動します。

波形メモリサムチェック
シーケンスメモリサムチェック（「9. 初期設定一覧」，参照）

このような場合はバックアップ用電池の特性劣化の可能性があります。
（「7.6 バックアップ用電池」，参照）

バージョン番号チェック
校正値メモリの初期化後，起動します。
この場合，この製品は校正値なしで起動し

CALIBRATION MEMORY CHECK 校正値メモリサムチェック ますので，所定の性能が得られません。また，部品故障のおそれがありますので，当社または当社代理店までご連絡ください。

 自己故障診断エラー発生時の画面表示例
ROM CHECK .................. OK
RAM READ/WRITE CHECK ....... OKBACKUP MEMORY CHECK ........ OKWAVE MEMORY CHECK .......... OK
SEQUENCE MEMORY CHECK ...... OK
CALIBRATION MEMORY CHECK ... NG ... INITIALIZEDVERSION CHECK .............. NG ... INITIALIZED

6-2

BP4640 / BP4650

6.1 エラーメッセージ

6.1.2

保護機能関連エラー

表 6-2に，保護機能関連エラーが発生した場合のエラーメッセージを示します。
エラーメッセージは，停電の場合は検出時に，その他のエラーの場合は次回電源投入時にメッセージ表示ウィンドウに表示されます。エラーメッセージが表示された場合，ENTER
キー，または CANCEL キーを入力してください。（
表 6-2
エラーメッセージ「6.2

保護機能」，参照）

保護機能関連エラー

保護項目

動作，必要な処置
次回電源投入時にメッセージが表示されます。

Emergency shutdowned.
caused by:

出力がオフ状態にもかかわらずオーバロード
オーバロード検出異常

OVERLOADが検出されたことを示します。
異常が検出された場合は，当社または当社代理
店までご連絡ください。
次回電源投入時にメッセージが表示されます。

Emergency shutdowned.
caused by:

所定の範囲を超える DCPS の出力電圧範囲が検DCPS 異常

出されたことを示します。

DCPS FAILURE

異常が検出された場合は，当社または当社代理
店までご連絡ください。
次回電源投入時にメッセージが表示されます。

Emergency shutdowned.
caused by:

放熱器の過熱が検出されたことを示します。

過熱保護

エアフィルタが目詰まりしてないか確認してOVER TEMPERATURE

ください。

Emergency stop.
caused by:

検出時にメッセージが表示されます。

停電

瞬時停電が検出されたことを示します。

POWER FAILURE

次回電源投入時にメッセージが表示されます。
Emergency shutdowned.
caused by:

ライン監視回路が正常に起動できなかったこ
ブート異常とを示します。

BOOT FAILURE

異常が検出された場合は，当社または当社代理
店までご連絡ください。
次回電源投入時にメッセージが表示されます。

Emergency shutdowned.
caused by:

パワーオンリセット回路が正常に起動できな
リセット異常かったことを示します。

RESET FAILURE

異常が検出された場合は，当社または当社代理
店までご連絡ください。
次回電源投入時にメッセージが表示されます。

Emergency shutdowned.
caused by:

操作パネルとの通信データに異常が検出され操作パネル異常たことを示します。

FRONT PANEL FAILURE

異常が検出された場合は，当社または当社代理
店までご連絡ください。

6-3

BP4640 / BP4650

6.1 エラーメッセージ

図 6-1

保護機能関連エラー表示例

6-4

BP4640 / BP4650

6.1 エラーメッセージ

6.1.3

操作時のエラー

表 6-3に，操作時にエラーが発生した場合のエラーメッセージを示します。
エラーメッセージは，メッセージボックスに表示されます。メッセージボックスは，1.5秒後に自動的に閉じます。
表 6-3

操作時エラー

エラーメッセージ

エラーの内容INVALID WITH OUTPUT ON

出力オンのときには設定（実行）できません。

INVALID WITH OUTPUT OFF

出力オフのときには設定（実行）できません。

INVALID IN THIS MODE

モードが違うため設定（実行）できません。

INVALID WITH THIS WAVE

この波形では設定（実行）できません。

UNDER BUSY STATE

BUSY 中のため，設定（実行）できません。

UNDER REMOTE STATE

リモート中のため，設定（実行）できません。

UNDER LOCAL STATE

ローカル中のため，設定（実行）できません。

UNDER LOCAL LOCK OUT

ローカルロックアウト中のため，設定（実行）できません。

UNDER KEYLOCK

キーロック中のため，設定（実行）できません。

OUT OF LIMITER

オーバリミッタのため，出力オンできません。

OUT OF RANGE

USB パラメタの範囲チェックエラーです。

EXECUTION ERROR

上記以外の実行エラーです。

OUT OF MEASURE RANGE

計測オーバレンジです。

COMMAND ERROR

USB インタフェースのコマンドエラーです。

QUERY ERROR

USB インタフェースのクエリエラーです。

図 6-2

操作時エラー表示例

6-5

BP4640 / BP4650

6.1 エラーメッセージ

6.1.4

ワーニング表示オーバロード，またはオーバリミッタによって出力がオフになった場合，表 6-4に示す
ワーニングを表示します。
パネル操作時は，メッセージ表示ウィンドウに表示されます。ワーニングが表示された場
合は，ENTER キー，または CANCEL キーを入力してください。
リモート操作時は，メッセージボックスに表示されます。メッセージボックスは，1.5 秒
後に自動的に閉じます。（「6.2

保護機能」，参照）

表 6-4

ワーニング表示

メッセージ

内

容

Output off.
caused by:

オーバロードによる出力オフを示します（パネル操作時）。

OVERLOADOUTPUT OFF CAUSED BY OVERLOAD

オーバロードによる出力オフを示します（リモート操作時）。

Output off.
caused by:

オーバリミッタによる出力オフを示します（パネル操作時）。

OVER LIMITEROUTPUT OFF CAUSED BY OVER LIMITER

オーバリミッタによる出力オフを示します（リモート操作
時）。

図 6-3

ワーニング表示例

6-6

BP4640 / BP4650

6.2 保護機能

6.2

保護機能
この製品は表 6-5に示す保護機能を装備しています。停電時以外の保護機能で電源遮断した場合，その要因を記憶しておき，次回起動時に「6.1.2

保護機能関連エラー」に示

すエラーメッセージを表示します。停電の場合は検出時にエラーメッセージを表示します。
表 6-5

保護内容

保護機能

検出時の処理
出力オフ

電源遮断

検出時の処理あり

検出してから 10 秒間継続したらビープ音とともに出力オフします。
継続時はなし継続中は OVERLOAD を表示し続けます。
（「6.2.1 オーバロード」，参照）

オーバロード検出異常 ありあり

出力オフにも関わらずオーバロードを検出した場合は電源遮断します。
次回電源投入時に過負荷保護のエラーメッ
セージを表示します。
（「6.1.2 保護機能関連エラー」，参照）

あり

検出したら出力オフし，電源遮断します。
次回電源投入時に DCPS 異常のエラーメッセー
ジを表示します。

あり

検出したら出力オフし，電源遮断します。
次回電源投入時に過熱保護のエラーメッセー
ジを表示します。

なし

検出したら出力オフします。
停電検出時にエラーメッセージを表示し，シ
ステムロックします。

なし

直流出力電圧計測値が電圧リミッタ範囲の上限，または下限を 3 V 以上超えた場合，ビー
プ音と共に出力オフします。
出力オン操作時に上記条件を超えていた場
合，オン不可となります。
（「6.2.2 オーバリミッタ」，参照）

あり

検出したら出力オフし，電源遮断します。
次回電源投入時にブート異常のエラーメッ
セージを表示します。

あり

検出したら出力オフし，電源遮断します。
次回電源投入時にリセット異常のエラーメッ
セージを表示します。

あり

検出したら出力オフし，電源遮断します。
次回電源投入時に操作パネル異常のエラー
メッセージを表示します。

過負荷保護(オーバロード)

DCPS 異常

過熱保護

停電

計測保護
(オーバリミッタ)

ブート異常

リセット異常操作パネル異常

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

6-7

BP4640 / BP4650

6.2 保護機能

6.2.1

オーバロードこの製品は以下のような場合にオーバロードを検出します。
・ 出力電圧がリミッタ値を超えた。
・ 出力電流がリミッタ値を超えた。
・ 内部電力損失（平均，瞬時）が過大となった。
・ DCPS の平均出力電力が過大となった。
オーバロードを検出した場合，この製品は以下のようにオーバロード状態を示します。
アイコンが点滅し，ビープ音を発生します。

・ オーバロードを検出したら

・ オーバロード検出後 10 秒間継続したら，ビープ音を発生し，出力をオフします。また，表 6-4に示すエラーメッセージが表示されます。
・ さらにオーバロードが継続した場合，電源スイッチを強制的にオフにします。再起
動後は表 6-2に示すエラーメッセージが表示されます。

6.2.2

オーバリミッタ

直流出力電圧計測値が，設定した電圧リミッタ範囲の上限，または下限を 3 V 以上超えた
場合，オーバリミッタとなります。オーバリミッタを検出した場合，この製品は以下のようにオーバリミッタ状態を示します。
リミッタ値の設定について「4.4

リミッタ設定」，参照。

・ ビープ音を発生し，出力をオフします。また，表 6-4に示すエラーメッセージが表示されます。
・ 出力オン操作時にリミッタ値を超えていた場合，出力オンすることができません。
この場合，状態ウィンドウにエラー状態を示す状態アイコン（）が表示され，

表 6-3に示すエラーメッセージが表示されます。

6-8

BP4640 / BP4650

6.3 故障と思われるとき

6.3

故障と思われるとき故障と思われるときは，下記の対処方法を行ってください。それでも回復しないときは，

当社または当社代理店にご連絡ください。
内

容考えられる原因

対

定格範囲外の電源を使用している。
電源が入らない

電源ヒューズが切れている。
外来ノイズ等によって誤動作
している。

処 方 法

定格範囲内の電源を使用してください。
当社または当社代理店に修理をお申し付けく
ださい。
環境条件が良好な場所に設置してください。

パネル操作ができな キーや MODIFY ダイヤルが劣化 当社または当社代理店に修理をお申し付けく
い

している。

ださい。
LCD のコントラストを上げてください。

LCD に何も表示されない

LCD 表示がまったく見えない動作環境でも，
LCD のコントラストが低い。

ENTER キーと CANCEL キーを同時に押すことでコントラストの調整が可能です。このとき，ディジットカーソルは 10 の位にあります。

十分なウォーミングアップを 電源投入後，30 分以上のウォーミングアップ
行っていない。

を行ってください。

周囲温度，周囲湿度が性能保証
出力値が設定と異なる範囲でない。

仕様範囲内の環境で使用してください。

交流のみを出力したいが，直流設定がゼロになっていない。あるいは，直流のみを出力したい 不要な出力設定を 0 にしてください。
が重畳交流設定が 0 になっていない。
プ ロ グ ラ ム と 異 な る イ ン タ プログラムと一致するようにインタフェース
フェース規格になっている。
USB のインタフェース規格を切り替えた後で本体を再起動していない。

規格を設定してください。
USB のインタフェース規格を切り替えた場合，本体の再起動をしてください。

USB から外部制御が USBTMC 使用時にプログラムと 機器側の USB ID と一致するようプログラム側
できない

異なる USB ID となっている。 の USB ID を設定してください。
USB488 使用時においてプログ
ラムと異なる USB ID になっている。

プログラムと一致するように USB ID を設定してください。

USB488 使用時において他の機 他の機器と重ならないように USB ID を設定し器と同じ USB ID になっている。 てください。

6-9

BP4640 / BP4650

6.3 故障と思われるとき

内

容

取扱説明書のとおりにならない考えられる原因対処 方 法

説明は設定初期化後を前提にしています。設定
設定初期化を実行していない。 初期化を実行してください。
（

6-10「4.9.8 リセット機能」，参照）

BP4640 / BP4650

7.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

保守

はじめに ········································ 7-2
日常の手入れ ···································· 7-2
保管，再梱包，輸送 ······························ 7-3
バージョン番号の確認方法 ························ 7-4
エアフィルタの清掃 ······························ 7-6
バックアップ用電池 ······························ 7-7
動作点検 ········································ 7-8
性能試験 ······································· 7-11

7-1

BP4640 / BP4650

7.1 はじめに

7.1

はじめに
機器を最良の状態でご使用いただくためには，下記のような保守が必要です。
・ 動作点検機器が正しく動作しているかどうかをチェックします。

・ 性能試験

機器が定格を満足しているかどうかを，チェックします。

・ 調整，校正

定格を満足していない場合は，当社で調整または校正を行い，性能を回復させます。

・ 故障修理それでも改善されないときは，当社で故障の原因や故障個所を調べ，修理します。

この取扱説明書には，容易に行うことができる動作点検，性能試験の方法を記載しています。より高度な点検，調整，校正や故障修理については，当社または当社代理店までお問い
合わせください。
動作点検，性能試験には，下記の測定器が必要です。
・オシロスコープ

周波数帯域：50 MHz 以上

・周波数カウンタ

基準発振器安定度：10 ppm 以内

・交流電圧計TrueRMS 型，確度：0.2%以内，周波数帯域：300 kHz 以上
推奨機種：アジレント社 3458A

・直流電圧計確度：0.1%以内
推奨機種：アジレント社 34401A

・ひずみ率計フルスケール：1%以下，周波数帯域：100 kHz 以上

・正弦波発振器

振幅：3 Vp-p 以上，周波数：10 Hz～100 kHz，ひずみ率：0.2%
以下

・抵抗負荷

1.5 Ω / 2400 W（BP4640）
1.2 Ω / 3000 W（BP4650）

・電流測定器7.2

1 mΩ無誘導シャント抵抗または電流センサ，100 A 以上

日常の手入れこの製品は，設置条件を満たす場所に設置してお使いください。
設置条件

「2.2

設置環境について」，参照。

パネルやケースの表面が汚れたときは，柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい時は，中性洗剤に浸し堅くしぼった布で拭いてください。
シンナーやベンジンなどの有機溶剤や化学雑巾等で拭くと，変質や曇りを生じたり，塗装がはがれたりすることがありますので避けてください。

7-2

BP4640 / BP4650

7.3 保管，再梱包，輸送

7.3

保管，再梱包，輸送
この製品は，設置条件を満たす場所に保管してください。
設置条件

「2.2

設置環境について」，参照。

輸送などのために再梱包するときは，十分な強度と余裕のある大きさの箱に，重さに耐えられる詰め物をして，機器が十分保護されるようにしてください。
輸送時は，強い衝撃が加わることがないように注意してお取扱いください。
輸送時には，必ず取扱説明書も添付してください。

7-3

BP4640 / BP4650

7.4 バージョン番号の確認方法

7.4

バージョン番号の確認方法
この製品のファームウェアのバージョンは，電源投入時に右下に数秒間表示します。
電源投入時以外では，操作パネルにシステム情報を表示させて確認します。

 操作パネルでの操作手順，①

CANCEL②

ENTER

キーを押して，

アイコンまでカーソルを移動します。

ENTER

キーを押して，MISC 画面を表示させます。
キーを押して，「SYSTEM」までカーソルを移動します。

CANCEL③

ENTER

CANCEL

ENTER

キーを押して，SYSTEM 画面を表示させます。

ENTER

7-4

BP4640 / BP4650

7.4 バージョン番号の確認方法④

キーを押して，「INFORMATION」までカーソルを移動します。

CANCEL⑤

ENTER

CANCEL

ENTER

キーを押して，「SYSTEM INFORMATION」画面を表示させます。

ENTER

図 7-1

SYSTEM INFORMATION 画面

7-5

BP4640 / BP4650

7.5 エアフィルタの清掃

7.5

エアフィルタの清掃
ほこりやちりが侵入して内部に付着すると，空気中の水分を吸収して金属部のさびの原因になるほか，絶縁性能を悪化させるため内部高圧部の事故にもつながることがあります。
このためフロント部の吸気口には，流入空気に含まれるちりやほこりを除去するためのエアフィルタ（5 個）を装備しています。
フィルタに付着した汚れは，そのままにすると目詰まりして通気性が悪化し，内部の温度が上昇するため信頼性の低下につながる恐れがあります。
このような場合は下記のようにフィルタを取り外し汚れをよく取り除きます。水洗いをした場合は完全に乾燥させてから装着してください。

エアフィルタ

バー

つまみネジ
ネジ
(1) フロント部の吸気口部分の四隅のつまみネ
ジを取り外し，吸気口部分を外します。
(2) 吸気口部分の裏側のネジを外し，バーを外
します。

図 7-2

(3) 吸気口部分の裏側からエアフィルタを外し，清掃します。
(4) 同様の手順でその他のエアフィルタも清掃します。
(5) 洗浄した場合は完全に乾燥してから，（1）～（3）の逆の手順で吸気口部分を装着してください。

エアフィルタの清掃手順

非常に細かいちり（微粉末）や目詰まり状態による信頼性の低下など，フィルタの効果は万全ではありません。したがって極力，ほこりやちり（微粉末を含む）の多いところや，湿気が多く結露しやすいところを避けて設置するようお願いします。

7-6

BP4640 / BP4650

7.6 バックアップ用電池

7.6

バックアップ用電池
メモリ（

「4.7

メモリ機能」，参照）の内容やその他必要なパラメタやデータは，

この製品の内部に備えたリチウム電池により，バックアップしています。
バックアップ期間は，温度や使用条件により変わりますが，未通電で放置した場合で約 5年です。
バックアップ内容は電源投入時にチェックしており，内容が壊れていた場合はエラー
メッセージを表示（
（

「4.7

「6.1

エラーメッセージ」，参照）し，初期値にリセットします。

メモリ機能」，参照）

電池の消耗によりバックアップの内容が失われた場合は，アイコンが点滅します。

このような場合は電池の交換が必要です。当社または当社代理店までご連絡ください。

7-7

BP4640 / BP4650

7.7 動作点検

7.7

動作点検

 動作点検前の確認
動作点検の前には，下記の事項を確認してください。
・電源電圧は，定格範囲内か。
・周囲温度は，5～35 ℃の範囲内か。
・周囲の相対湿度は，5～85%RH（ただし絶対湿度 1～25 g/m3）の範囲内か。
・結露していないか。

 電源投入時のチェック
電源投入時に，エラー表示が出ないことを確認してください。
UNCAL アイコンやバッテリアイコンが点滅していないことを確認してください。
（エラー表示が出たとき「6.1.1

電源投入時のエラー」，参照。）

 LCD 画面のチェック
LCD 画面に表示される文字やアイコン，線に，ズレや揺れ，にじみがないことを確認してください 動作モード別機能チェック時の条件
以降の各動作モード別の機能チェックを行う場合は，誤設定を防ぐために，各チェック毎に最初に設定初期化（SYSTEM メニュー内の RESET 操作）を行ってください。
この製品の出力端子には「7.1

はじめに」に示した抵抗負荷を接続してください。

 CV モード内部信号源動作時のチェック
電圧モニタ出力をオシロスコープに接続して観測してください（出力電圧の 1/100 の電圧が観測されます）。
この状態で，下記の項目について設定を何回か変更してみて，正常に機能しているかチェックしてください。電圧計測値もチェックしてください。
直流電圧，重畳交流電圧，重畳交流周波数，重畳交流波形，出力のオン/オフ，
電圧リミッタ（重畳交流電圧を出力している状態で，電圧リミッタを出力電圧よりも小さい値に設定すると，電圧波形がクリップし，この製品の画面にオーバロードが表示されま
す。）

7-8

BP4640 / BP4650

7.7 動作点検

 CC モード内部信号源動作時のチェック
設定初期化の後，動作モードを CC-INT に設定してください。
電流モニタ出力をオシロスコープに接続して観測してください（モニタレシオについては「8.5

モニタ出力」を参照してください）。

この状態で，下記の項目について設定を何回か変更してみて，正常に機能しているかチェックしてください。電流計測値もチェックしてください。
直流電流，重畳交流電流，重畳交流周波数，重畳交流波形，出力のオン/オフ，
電流リミッタ（重畳交流電流を出力している状態で，電流リミッタを出力電流よりも小さい値に設定すると，電流波形がクリップし，この製品の画面にオーバロードが表示されます。）

 CV モード外部信号入力動作時のチェック
設定初期化の後，動作モードを CV-EXT に設定してください。
外部の発振器の出力をこの製品の外部信号入力に接続してください。
外部の発振器の出力と電圧モニタ出力をオシロスコープに接続して観測してください。
この状態で，外部の発振器の出力振幅，周波数を変更してみて，正常に機能しているかチェックしてください。10 kHz 位までは，外部の発振器の出力と電圧モニタ出力の振幅はほぼ等しくなります。

 CC モード外部信号入力動作時のチェック
設定初期化の後，動作モードを CC-EXT に設定してください。
外部の発振器の出力をこの製品の外部信号入力に接続してください。
外部の発振器の出力と電流モニタ出力をオシロスコープに接続して観測してください。
この状態で，外部の発振器の出力振幅，周波数を変更してみて，正常に機能しているかチェックしてください。2 kHz 位までは，外部の発振器の出力と電流モニタ出力の振幅はほぼ等しくなります。

 CV モード調整特性動作時のチェック
レスポンスキャリブレータのツマミを 3 つ共，反時計方向に回し切ってください。
設定初期化の後，レスポンスキャリブレータをオン，交流電圧を 100 Vp-p，周波数を 1000
Hz，波形を方形波に設定してください。
電圧モニタ出力をオシロスコープに接続して観測してください（出力電圧の 1/100 の電圧が観測されます）。
この状態で，レスポンスキャリブレータの各ツマミを動かしてみて，方形波の立ち上がり，立ち上がり特性が変化するかチェックしてください。変化の度合いはツマミによって異なります。
チェックが終わったら，レスポンスキャリブレータのツマミを 3 つ共，反時計方向に回し
切り，レスポンスキャリブレータはオフに設定してください。

7-9

BP4640 / BP4650

7.7 動作点検

 CC モード調整特性動作時のチェック
レスポンスキャリブレータのツマミを 3 つ共，反時計方向に回し切ってください。
設定初期化の後，レスポンスキャリブレータをオン，交流電流を BP4640 は 40 Ap-p，
BP4650 は 50 Ap-p，周波数を 1000 Hz，波形を方形波に設定してください。
電流モニタ出力をオシロスコープに接続して観測してください（モニタレシオについては「8.5

モニタ出力」を参照してください）。

この状態で，レスポンスキャリブレータの各ツマミを動かしてみて，方形波の立ち上がり，立ち上がり特性が変化するかチェックしてください。変化の度合いはツマミによって異なります。
チェックが終わったら，レスポンスキャリブレータのツマミを 3 つ共，反時計方向に回し
切り，レスポンスキャリブレータはオフに設定してください。

 USB のチェック
主要機能のチェックの項で実施した設定変更の一部を USB から行い，同じ出力変化になることを確認してください。
この際，画面に“RMT”と表示されることを確認してください。
また，ローカルキーを押すと，“RMT”表示が消え，ローカル状態に戻ることを確認してください（ローカルロックアウトでないとき）。

7-10

BP4640 / BP4650

7.8 性能試験

7.8

性能試験

 性能試験
性能試験は，この製品の性能劣化を未然に防止するため，予防保守の一環として行います。
容易に実施できるように，試験項目，使用測定器，負荷条件を限定していますので，便宜上，仕様とは一部異なる条件で試験を行います。厳密な試験が必要な場合は，当社または当社代理店までご連絡ください。
性能試験は，この製品の受入検査，定期検査，修理後の性能確認などが必要なときに実施
してください。
性能試験の結果，仕様を満足しないときは修理が必要です。当社または当社代理店までご連絡ください。

 性能試験前の確認
性能試験の前には，下記の事項を確認してください。
・電源電圧は，定格範囲内か。
・周囲温度は，23±5 ℃の範囲内か。
・周囲の相対湿度は，20～70%RH の範囲内か。
・結露していないか。
・30 分以上のウォーミングアップを行ったか。

 性能試験前の準備
負荷との接続には，出力電流値を考慮した太さで，長さ 2 m 以下のケーブルを使用してください。
各試験項目の設定内容には，設定初期化（SYSTEM メニュー内の RESET 操作）を行った後に変更する項目を記載してあります。設定内容確認後，出力をオンしてください。

 CV モード外部信号入力による最大出力電圧試験
負荷：抵抗負荷（抵抗値は「7.1はじめに」を参照してください）

測定接続：外部の発振器の出力をこの製品の外部信号入力に接続します。この製品の出力端子に交流電圧計とひずみ率計を接続し，電圧とひずみ率を測定します。
設定：設定初期化の後，動作モードと外部発振器の周波数を下表に従い設定します。
判定：外部発振器の出力電圧を 1 Vp-p（この製品の出力電圧は 100 Vp-p，35.4 Vrms）
から徐々に上げて行き，ひずみ率が 1%を超えるか，またはオーバロードになる直前の，
この製品の出力電圧が下記の表の定格範囲内であれば，正常です。
動作モード設定
外部発振器周波数
定格範囲
CV-EXT
50 Hz
42.43 Vrms 以上
500 Hz42.43 Vrms 以上

7-11

BP4640 / BP4650

7.8 性能試験

 CC モード外部信号入力による最大出力電流試験
負荷：電流測定器を通して短絡
測定接続：外部の発振器の出力をこの製品の外部信号入力に接続します。電流測定器の検出電圧を交流電圧計とひずみ率計に接続し，電流とひずみ率を測定します。
設定：設定初期化の後，動作モードと外部発振器の周波数を下表に従い設定します。
判定：外部発振器の出力電圧を 1.6 Vp-p から徐々に上げて行き，ひずみ率が 1%を超える
か，またはオーバロードになる直前の，この製品の出力電流が下記の表の定格範囲内であれば，正常です。
動作モード設定
CC-EXT
CC-EXTモデル

外部発振器周波数
50 Hz
500 Hz
50 Hz
500 HzBP4640BP4650定格範囲
28.28 Arms 以上
28.28 Arms 以上
35.36 Arms 以上
35.36 Arms 以上

 CV モード外部信号入力による高調波ひずみ率試験
負荷：抵抗負荷（抵抗値は「7.1はじめに」を参照してください）

測定接続：外部の発振器の出力をこの製品の外部信号入力に接続します。この製品の出力端子に交流電圧計とひずみ率計を接続し，電圧と高調波ひずみ率を測定します。
設定：設定初期化の後，動作モードと外部発振器の周波数を下表に従い設定します。外部
発振器の出力電圧は 1.2 Vp-p に設定します。この製品の出力電圧が 120 Vp-p になっていることを確認してください。
判定：この製品の出力電圧の高調波ひずみ率が下記の表の定格範囲内であれば，正常です。
動作モード設定
外部発振器周波数
定格範囲
CV-EXT
10 Hz
1%以下
10 kHz1%以下

 CC モード外部信号入力による高調波ひずみ率試験
負荷：抵抗負荷（抵抗値は「7.1はじめに」を参照してください）

測定接続：外部の発振器の出力をこの製品の外部信号入力に接続します。この製品の出力端子に交流電圧計とひずみ率計を接続し，電圧と高調波ひずみ率を測定します。
設定：設定初期化の後，動作モードと外部発振器の周波数を下表に従い設定します。外部
発振器の出力電圧は 2 Vp-p に設定します。この製品の出力電圧が 120 Vp-p になっていることを確認してください。もし，オーバロードが発生するようであれば，外部発振器の出力電圧を少し下げてください。
判定：この製品の出力電圧の高調波ひずみ率が下記の表の定格範囲内であれば，正常です。
動作モード設定
外部発振器周波数
定格範囲
CC-EXT
10 Hz
1%以下
10 kHz1%以下

 外部入力短絡時の出力 DC オフセット試験
負荷：抵抗負荷（抵抗値は「7.1はじめに」を参照してください）

測定接続：外部入力端子を短絡します（50 Ωあるいは 75 Ωの終端抵抗器の装着も可）。
この製品の出力端子の電圧を直流電圧計で測定します。CC モードの場合は，測定電圧値を負荷抵抗値で割って電流値に換算します。
7-12

BP4640 / BP4650

7.8 性能試験
設定：設定初期化の後，動作モードを下表に従い設定します。
判定：この製品の出力電圧または出力電流が下記の表の定格範囲内であれば，正常です。
動作モード設定モデル
定格範囲
CV-EXT
全モデル共通－0.1～＋0.1 V
CC-EXT
BP4640－0.2～＋0.2 A（抵抗負荷電圧－0.3～＋0.3 V）
BP4650－0.25～＋0.25 A（抵抗負荷電圧－0.3～＋0.3 V）

 外部入力短絡時の残留ノイズ試験
負荷：抵抗負荷（抵抗値は「7.1はじめに」を参照してください）

測定接続：外部入力端子を短絡します（50 Ωあるいは 75 Ωの終端抵抗器の使用も可）。
この製品の出力端子の電圧を交流電圧計で測定します。CC モードの場合は，測定電圧値を負荷抵抗値で割って電流値に換算します。
設定：設定初期化の後，動作モードを下表に従い設定します。
判定：この製品の出力電圧または出力電流が下記の表の定格範囲内であれば，正常です。
動作モード設定モデル
定格範囲
CV-EXT
全モデル共通50 mVrms 以下
CC-EXT
BP464032 mArms 以下（抵抗負荷電圧 48 mVrms 以下）
BP465040 mArms 以下（抵抗負荷電圧 48 mVrms 以下）

 出力電圧リミッタの確度試験
負荷：無負荷測定接続：この製品の出力端子の電圧を直流電圧計で測定します。
設定：設定初期化の後，出力電圧リミッタ，直流出力電圧を下表に従い設定します。
判定：この製品の出力電圧が下記の表の定格範囲内であれば，正常です。オーバロードが発生した状態での出力電圧です。約 10 秒後に出力がオフされます。
正電圧ﾘﾐｯﾀ設定
負電圧ﾘﾐｯﾀ設定
直流出力電圧設定
定格範囲＋112 V－12 V＋115 V＋111～＋113 V＋12 V－112 V－115 V－113～－111 V

7-13

BP4640 / BP4650

7.8 性能試験

 出力電流リミッタの確度試験
負荷：電流測定器を通して短絡
測定接続：電流測定器の検出電圧を直流電圧計で測定し，電流値に換算します。
設定：設定初期化の後，正電流リミッタ，負電流リミッタ，出力電圧リミッタ，直流出力電圧を下表に従い設定します。
判定：この製品の出力電流が下記の表の定格範囲内であれば，正常です。オーバロードが発生した状態での出力電流です。約 10 秒後に出力がオフされます。
モデル
正電流ﾘﾐｯﾀ 負電流ﾘﾐｯﾀ 正電圧ﾘﾐｯﾀ 負電圧ﾘﾐｯﾀ 直流出力
設定
設定
設定
設定
電圧設定
BP4640
+40 A
-40 A
＋52 V
－72 V
＋10 V
＋72 V
－52 V
－10 V
BP4650
+50 A
-50 A
＋52 V
－72 V
＋10 V
＋72 V
－52 V
－10 V

定格範囲
＋36～＋44 A－44～－36 A＋45～＋55 A－55～－45 A

 CV モード内部直流信号源の振幅確度試験
負荷：無負荷測定接続：この製品の出力端子の電圧を直流電圧計で測定します。
設定：設定初期化の後，出力電圧リミッタ，直流出力電圧を下表に従い設定します。
判定：この製品の出力電圧が下記の表の定格範囲内であれば，正常です。
正電圧ﾘﾐｯﾀ設定
負電圧ﾘﾐｯﾀ設定
直流出力電圧設定
定格範囲＋117 V－7 V＋115 V＋114.23～＋115.77 V＋7 V－117 V－115 V－115.77～－114.23 V

 CC モード内部直流信号源の振幅確度試験
負荷：電流測定器を通して短絡
測定接続：電流測定器の検出電圧を直流電圧計で測定し，電流値に換算します。
設定：設定初期化の後，動作モード，直流出力電流を下表に従い設定します。
判定：この製品の出力電流が下記の表の定格範囲内であれば，正常です。
動作モード設定モデル
直流出力電流設定
定格範囲
CC-INT
BP4640＋40 A＋39.68～＋40.32 A－40 A－40.32～－39.68 A
BP4650＋50 A＋49.60～＋50.40 A－50 A－50.40～－49.60 A

7-14

BP4640 / BP4650

7.8 性能試験

 内部交流信号源の周波数確度試験
負荷：抵抗負荷（抵抗値は「7.1はじめに」を参照してください）

測定接続：この製品の電圧モニタ出力端子の信号（1 Vp-p）を周波数カウンタで測定します。
設定：設定初期化の後，周波数，交流出力電圧を下表に従い設定します。
判定：この製品の電圧モニタの出力周波数が下記の表の定格範囲内であれば，正常です。
周波数設定
交流出力電圧設定
定格範囲
10000 Hz
100 Vp-p9999～10001 Hz

 CV モード内部交流信号源の振幅確度試験
負荷：抵抗負荷（抵抗値は「7.1はじめに」を参照してください）

測定接続：この製品の出力端子の電圧を交流電圧計で測定します。
設定：設定初期化の後，周波数，交流出力電圧を下表に従い設定します。
判定：この製品の出力電圧が下記の表の定格範囲内であれば，正常です。
周波数設定
交流出力電圧設定
定格範囲
500 Hz120 Vp-p119.2～120.8 Vp-p（42.15～42.70 Vrms）
10 Vp-p9.75～10.25 Vp-p（3.446～3.623 Vrms）

 CC モード内部交流信号源の振幅確度試験
負荷：電流測定器を通して短絡
測定接続：電流測定器の検出電圧を交流電圧計で測定し，電流値に換算します。
設定：設定初期化の後，動作モード，周波数，交流出力電流を下表に従い設定します。
判定：この製品の出力電流が下記の表の定格範囲内であれば，正常です。
動作モード
周波数
モデル
交流出力電流設定
定格範囲
設定
設定
CC-INT
500 HzBP4640120 Ap-p119.28～120.72 Ap-p（42.17～42.68 Arms）
12 Ap-p11.82～12.18 Ap-p
（4.18～4.31 Arms）
CC-INT
500 HzBP4650150 Ap-p
149.10～150.90 Ap-p（52.71～53.35 Arms）
15 Ap-p
14.78～15.23 Ap-p（5.22～5.38 Arms）

7-15

BP4640 / BP4650

7.8 性能試験

 直流出力電圧計測の確度試験
負荷：無負荷測定接続：この製品の出力端子の電圧を直流電圧計で測定します。
設定：設定初期化の後，出力電圧リミッタ，直流出力電圧を下表に従い設定します。
判定：この製品の直流電圧計測表示値と直流電圧計による測定値との差が，下記の表の定格範囲内であれば，正常です。
正電圧ﾘﾐｯﾀ設定＋117 V＋7 V

負電圧ﾘﾐｯﾀ設定－7 V－117 V

直流出力電圧設定＋115 V－115 V

定格範囲－0.5～＋0.5 V－0.5～＋0.5 V

 直流出力電流計測の確度試験
負荷：電流測定器を通して短絡
測定接続：電流測定器の検出電圧を直流電圧計で測定し，電流値に換算します。
設定：設定初期化の後，動作モード，直流出力電流を下表に従い設定します。
判定：この製品の直流電流計測表示値と直流電圧計による電流測定値との差が，下記の表の定格範囲内であれば，正常です。
動作モード設定モデル
CC-INT
BP4640CC-INT

BP4650直流出力電流設定
＋40 A
－40 A
＋50 A
－50 A

7-16

定格範囲
－0.4～＋0.4 A－0.4～＋0.4 A－0.5～＋0.5 A－0.5～＋0.5 A

BP4640 / BP4650

8.

仕様

8.1 仕様条件 ········································ 8-2
8.2 出力 ············································ 8-3
8.3 出力リミッタ ···································· 8-5
8.4 信号源 ·········································· 8-6
8.4.1 内部信号源 ·································· 8-6
8.4.2 外部信号入力 ································ 8-7
8.5 モニタ出力 ······································ 8-7
8.6 計測機能 ········································ 8-8
8.7 シーケンス機能 ·································· 8-9
8.8 任意波形メモリ ·································· 8-9
8.9 設定メモリ ····································· 8-10
8.10 保護機能 ······································· 8-10
8.11 一般 ··········································· 8-10
8.12 外部制御入出力 ································· 8-11
8.13 USBインタフェース ······························ 8-11
8.14 電源入力 ······································· 8-12
8.15 耐電圧，絶縁抵抗 ······························· 8-12
8.16 周囲温度範囲，周囲湿度範囲ほか ·················· 8-13
8.17 外形寸法，質量 ································· 8-14
8.18 EMC ············································ 8-14
8.19 オプション ····································· 8-15
8.20 出力電圧，出力電流供給範囲 ····················· 8-15
8.21 外形寸法図 ····································· 8-20

確度を示した数値は保証値ですが，確度のないものは参考値または代表値（typ.と表示）です。ただし，調整特性における仕様はすべて参考値です。
参考値は製品を使用するにあたり参考となる補足データを示し，性能を保証するものではありません。

8-1

BP4640 / BP4650

8.1 仕様条件

8.1

仕様条件

三相 4 線入力では，特に指定がない場合は入力電圧を線間電圧で表記します。
特に指定がない場合は，以下の設定及び条件で少なくとも 30 分間のウォームアップ後にて規定します。
項目
出力周波数
信号源
出力波形
出力電圧
出力電流
負荷
応答特性
出力電圧リミッタ設定
出力電流リミッタ設定

BP4640
1 kHz
外部信号入力正弦波 (DC は 0 V)
±60 V
±40 A
1.5 Ω
固定特性
±62 V
±104 A

BP4650

±50 A
1.2 Ω

±130 A

なお，この章での「固定特性」と「調整特性」は以下の意味を示します。

 固定特性
工場出荷時にあらかじめ調整された，ユーザが変更不可能な特性です。広周波数帯域特性と負荷安定性の両立に重点を置いた特性です。

 調整特性
レスポンスキャリブレーション機能により，CV/CC 各モードごとに，定格負荷におけるス
テップ応答波形の立ち上がり／立ち下がりが最も速く，かつオーバシュート，アンダ
シュート，サグが P-P 振幅の CV±12%,CC±5%以内になるように調整したユーザ調整特性
です。

8-2

BP4640 / BP4650

8.2 出力

8.2

出力■CV モード出力
項目
最大出力
DC *1
電圧
調整特性

固定特性

小振幅特性
*3

調整特性

固定特性

BP4640BP4650+115 V (+Vo limit +117 V，-Vo limit -7 V に設定)
-115 V (+Vo limit +7 V，-Vo limit -117 V に設定)
DC～
0.5 kHz0.5 kHz～
40 kHz40 kHz～150 kHzDC～
0.5 kHz0.5 kHz～
40 kHzDC～
20 kHz
20 kHz～200 kHzDC～
10 kHz
10 kHz～35 kHz

高調波ひずみ率
立上り/立下り時間
出力インピーダンス *4
ラインレギュレーション(typ.) *5
出力 DC オフセット *6
残留ノイズ(rms，typ.) *7±60 V±60 V *2
±50 V
±60 V
±60 V *2±0.5 dB+1，-3 dB
±0.5 dB+1，-3 dB
1 %以下 (10 Hz～10 kHz)2.5 μs (調整特性，方形波±60 V)
1.8 mΩ＋0.33 μH
1.4 mΩ＋0.31 μH±0.1 %以下±0.1 V 以下
50 mV 以下

* 1：以下の負荷において

項目
負荷抵抗

BP46405.8 ΩBP46504.6 Ω* 2：以下の負荷において

項目
負荷抵抗

BP46401.0 Ω

BP46500.80 Ω

* 3：出力振幅 12 Vp-p，500 Hz 基準* 4：調整特性において* 5：180～250 V（三相 3 線）又は 323～433 V（三相 4 線）の電源電圧範囲内において* 6：入力端子短絡* 7：入力端子短絡，測定帯域 10 Hz～300 kHz

8-3

BP4640 / BP4650

8.2 出力■CC モード出力
項目
最大出力
調整特性
電流

固定特性

小振幅特性
*2

調整特性

固定特性

DC～
0.5 kHz0.5 kHz～30 kHz
30 kHz～70 kHzDC～
0.5 kHz0.5 kHz～
3 kHz
3 kHz～
10 kHzDC～
20 kHz
20 kHz～70 kHzDC～
2 kHz
2 kHz～
8 kHz

高調波ひずみ率
立上り/立下り時間 *3
出力インピーダンス *4
ラインレギュレーション(typ.) *5
出力 DC オフセット *6
残留ノイズ(rms，typ.) *7

BP4640BP4650

±40 A

±50 A

±60 A *1

±75 A *1

±33.2 A

±41.5 A

±40 A

±50 A

±60 A *1

±75 A *1

±52 A *1

±65 A *1

±0.5 dB+1，-3 dB
±0.5 dB+1，-3 dB
1 %以下 (10 Hz～10 kHz)4 μs
2.5 kΩ//1.8 μF
2 kΩ//2.25 μF±0.1 %以下±0.2 A 以下±0.25 A 以下
32 mA 以下
40 mA 以下

* 1：以下の負荷において

項目
負荷抵抗

BP46401.0 Ω

BP46500.80 Ω

* 2：出力振幅 12 Vp-p，500 Hz 基準* 3：調整特性，方形波，以下の電流において

項目
電流BP4640±40 A

BP4650±50 A* 4：調整特性において* 5：180～250 V（三相 3 線）又は 323～433 V（三相 4 線）の電源電圧範囲内において* 6：入力端子短絡* 7：入力端子短絡，測定帯域 10 Hz～300 kHz

8-4

BP4640 / BP4650

8.3 出力リミッタ■出力端子
全モデル共通項目
端子形状 *1 M8 ねじ* 1：端子はリアパネルにあり，CV と CC モードで共通です。端子の Lo 側は筐体に接続されています。

■出力電圧・電流供給範囲「8.20

出力電圧，出力電流供給範囲」を参照してください■応答特性の切替え
固定特性または調整特性■レスポンスキャリブレーション機能
応答特性として調整特性を選択すると，ユーザが調整した応答特性を使用することができます。調整により，負荷条件に伴う出力波形の歪を改善することができます。固定特性
よりも低速にも高速にもなります。
調整は出力電圧・電流波形を外部のオシロスコープにより観測しながら，時定数，電圧
帰還量，電流帰還量の 3 個の調整器を動かして行ないます。

8.3

出力リミッタ■出力電圧リミッタ
項目
正電圧設定範囲 （+Vo limit）
負電圧設定範囲 （-Vo limit）
設定分解能
設定確度(DC)

全モデル共通+7 V～+117 V (初期値：+62 V)-117 V～-7 V (初期値：-62 V)
0.1 V
±1 V

※ 正電圧設定と負電圧設定の差は 24 V 以上，124 V 以下に制限されます。出力電圧リミッタ設定によって出力電圧・供給電流範囲が決まります。動作条件によっては出力電圧リミッタ設定より狭い範囲に出力電圧が制限される場合があります。8.19 項参照■出力電流リミッタ
項目
正電流設定範囲 （+Io limit）
負電流設定範囲 （-Io limit）
設定分解能
設定確度(DC)*1

BP4640+4 A～+104 A(初期値：+104 A)-104 A～-4 A(初期値：-104 A)
1 A
±4 A

BP4650+5 A～+130 A(初期値：+130 A)-130 A～-5 A(初期値：-130 A)±5 A※ソース電流を正としています。動作条件によっては出力電流リミッタ設定より狭い範囲に出力電流が制限される場合があります。8.19 項参照* 1：以下の直流電流以内において項目
電流BP4640±40 A

BP4650±50 A

8-5

BP4640 / BP4650

8.4 信号源

8.4

信号源

信号源は，内部信号源，外部信号入力，内部信号源+外部信号入力より選択します。

8.4.1

内部信号源

■CV モード時
項目
直流電圧

交流電圧

全モデル共通設定範囲
設定分解能
設定確度 *1
振幅設定範囲振幅設定分解能
振幅設定確度 *2
波形周波数設定範囲
周波数設定分解能
周波数確度-115 V～+115 V
0.01 V±(|設定値の 0.5 %|+0.2 V)
0 Vp-p～120 Vp-p
0.1 Vp-p±(設定値の 0.5 %+0.2 Vp-p)
正弦波，方形波，任意波(16 種類)
1 Hz～100 kHz
0.1 Hz±100 ppm* 1：AC 0 V, DC のみ, 23±5 ℃, 以下の負荷において

項目
負荷抵抗

BP46405.8 ΩBP4650
4.6 Ω* 2：DC0 V，AC のみ，500 Hz 正弦波，23±5 ℃■CC モード時
項目
直流電流
設定範囲
設定分解能

BP4640-40 A～+40 A
0.01 A±(|設定値の 0.5 %|+0.12 A)
0 Ap-p～
120 Ap-p
0.1 Ap-pBP4650-50 A～+50 A

振幅設定確度 *2±(設定値の 0.5 %+0.12 Ap-p)±(設定値の 0.5 %+0.15 Ap-p)波形
周波数設定範囲
周波数設定分解能
周波数確度

正弦波，方形波，任意波(16 種類)
1 Hz～100 kHz
0.1 Hz±100 ppm

設定確度 *1
交流電流

振幅設定範囲振幅設定分解能±(|設定値の 0.5 %|+0.15 A)
0 Ap-p～
150 Ap-p* 1：AC0 A，DC のみ，23±5 ℃* 2：DC 0 A, AC のみ 500 Hz 正弦波, 23±5 ℃, 以下の負荷において

項目
負荷抵抗

BP46401.0 Ω

BP46500.80 Ω

8-6

BP4640 / BP4650

8.5 モニタ出力8.4.2

外部信号入力■CV・CC モード共通
項目
位相
利得確度
入力インピーダンス
非破壊最大入力電圧
入力端子
周波数範囲

全モデル共通同相±5 % (1 kHz 基準)
10 kΩ
±5 V
BNC コネクタ （フロントパネル）
DC～200 kHz■CV モード時
項目
利得
入力電圧範囲100±1.15 V■CC モード時
項目
利得
入力電圧範囲BP464040 A/V±1.5 V

8.5

全モデル共通BP465050 A/V

モニタ出力■出力電圧モニタ出力項目
モニタレシオ
位相
モニタ確度 *1
周波数特性
DC～40 kHz*2
40 kHz～400 kHz
出力インピーダンス
出力端子

全モデル共通1/100
同相±1.2 V±0.5 dB+1 dB，-3 dB
50 Ω
BNC コネクタ （フロントパネル）* 1：DC 出力電圧とモニタ電圧からの換算電圧との間の誤差，モニタ出力負荷インピーダンス 1 MΩ
* 2：1 kHz 基準，モニタ出力負荷インピーダンス 1 MΩ

■出力電流モニタ出力項目
モニタレシオ *1
位相モニタ確度 *2
周波数特性
DC～20 kHz*3
20 kHz～200 kHz
出力インピーダンス
出力端子BP4640BP46501/40
1/50
同相±0.8 A±1 A±0.5 dB+1 dB，-3 dB
50 Ω
BNC コネクタ （フロントパネル）* 1：出力電流に対してモニタレシオの電圧を出力（V/A）* 2：DC 出力電流とモニタ電圧からの換算電流との間の誤差，モニタ出力負荷インピーダンス 1 MΩ
* 3：1 kHz 基準，モニタ出力負荷インピーダンス 1 MΩ

8-7

BP4640 / BP4650

8.6 計測機能

8.6

計測機能

■直流出力電圧計測
項目
フルスケール
分解能
計測確度

全モデル共通±200 V
0.1 V±0.5 V (DC±115 V 以内，AC0 V)※ AC+DC の平均値を測定。ただし，AC+DC はフルスケール以内■直流出力電流計測
項目
フルスケール
分解能
計測確度 *1

BP4640±80 A
0.1 A±0.4 A

BP4650±100 A±0.5 A※ AC+DC の平均値を測定。ただし，AC+DC はフルスケール以内* 1：最大直流出力電流以内，AC0 A■交流出力電圧計測
項目
フルスケール
分解能
計測確度
周波数帯域

全モデル共通400 Vp-p
1 Vp-p±2 Vp-p (DC 0 V，120 Vp-p，500 Hz)
10 kHz/-3 dB※ AC+DC の最大値－最小値を測定。ただし，AC+DC は直流出力電圧計測のフルスケール以内■交流出力電流計測
項目
フルスケール
分解能
計測確度 *1
周波数帯域

BP4640160 Ap-p
1 Ap-p±4 Ap-p
10 kHz/-3 dB

BP4650200 Ap-p±5 Ap-p※ AC+DC の最大値－最小値を測定。ただし，AC+DC は直流出力電流計測のフルスケール以内* 1：DC0 A，最大出力電流以内, 500 Hz

8-8

BP4640 / BP4650

8.7 シーケンス機能

8.7

シーケンス機能

出力パラメタを順次，急変またはスイープさせることができます。
信号源は，内部信号源または内部信号源+外部信号入力に限定されます。
シーケンス機能の各設定は，バッテリバックアップされたメモリに保存されます。
項目
説明
シーケンス数CV/CC モード各々に 1 シーケンス
ステップ数
1～255 (1 シーケンス内)
ステップ時間
設定範囲
0.1 ms～999.9999 s
設定分解能
0.1 ms
ステップ内動作
一定またはリニアスイープ
パラメタ *1
CV モード直流電圧，重畳交流電圧，周波数，波形
ステップ同期出力 2 bit
CC モード直流電流，重畳交流電流，周波数，波形
ステップ同期出力 2 bit
ジャンプ回数
1～999 または連続シーケンス制御開始
シーケンスを開始します。
停止
シーケンスを停止します。
ホールド
その時点での設定を維持します。
シーケンス開始により再開します。
ブランチ
指定のステップに分岐します。
* 1：波形として正弦波または方形波を選択した場合にはシーケンス途中で波形を変更することはできません。

任意波を選択した場合にはステップ毎に異なる任意波を指定することができます。

8.8

任意波形メモリ

内部信号源の重畳交流用の任意波形メモリです。バッテリバックアップされています。
パネル面から任意波形メモリへの書き込みはできません。書き込みは USB インタフェース
を介して行います。
項目
波形メモリ数
波形長
波形データ

説明
16
1024
16 bit8-9

BP4640 / BP4650

8.9 設定メモリ

8.9

設定メモリ

各種設定はバッテリバックアップされ，電源投入時には前回電源オフしたときの設定に復帰します。ただし応答特性の選択は保存されません。また各種設定のうち，基本設定（動作モード，直流，重畳交流，出力リミッタ）は No.1～No.30 のストア／リコールメモリに記憶することができ，保存した設定を呼び出して使用することができます。
ストア／リコールメモリの呼び出し操作は，出力がオフの場合のみ実行できます。

8.10 保護機能
項目
出力過負荷

電源部異常
内部過熱
操作パネル異常説明
出力電圧過大，出力電流過大，あるいは内部電力損失
過大を検出した場合，パネル面にオーバーロード表示を行なうと共に，出力電圧，電流を低減します。オー
バーロード状態が 10 秒以上続いた場合は出力をオフします。
異常検出時には出力オフおよび電源をオフにします。
異常検出時には出力オフおよび電源をオフにします。
操作パネルと本体との接続が外れる等の異常検出時には出力および電源をオフします。

8.11 一般
項目
LCD
表示設定
ビープ音

コントラスト
表示色

キーロック

電源投入時出力設定

電源投入時応答特性設定

リセット機能自己診断機能説明
調整可能
青基調または白基調
オンまたはオフ
オンの場合は，キー操作および誤操作時にビープ音を鳴らします。オーバーロード検出による警告音は，本設定に関わらず発生します。
オンまたはオフ
オン状態では，キーロックオフ操作および出力オフ操作のみ可能です。
オンまたはオフ
オンの場合は，電源投入時に自動的に出力がオンになります。
オンまたはオフ
オンの場合は，電源投入時に自動的に調整特性になります。
基本設定を工場出荷時設定に戻します。
電源投入時に各メモリのチェックを行います。

8-10

BP4640 / BP4650

8.12 外部制御入出力

8.12 外部制御入出力
項目
外部制御動作モード
制御入力
入力レベル
非破壊最大入力
入力インピーダンス
検出周期
制御項目

状態出力

出力レベル
出力インピーダンス
切換周期
状態項目

端子

説明
有効または無効 (状態出力は常時出力)
ハイレベル：+4.0 V 以上，ローレベル：+1.0 V 以下
+10 V/-5 V
47 kΩで+5 V にプルアップ
2 ms
出力 OFF
立下りで出力 OFF
出力 ON
立下りで出力 ON
シーケンス開始
立下りでシーケンス開始
シーケンス停止
立下りでシーケンス停止
ホールド入力立下りでホールド
ブランチ入力 0，1 立下りで分岐開始
0/+5 V (開放)100 Ω
0.1 ms
電源 ON/OFF 状態
0-OFF，1-ON
出力 ON/OFF 状態
0-OFF，1-ON
過負荷
0-正常，1-過負荷
ソフトウェアビジー
0-正常，1-ビジー
シーケンス動作ステップ
0，1 (選択可能)
同期出力
Dsub 25pin マルチコネクタ（リアパネル，メス，M2.6 ねじ）

8.13 USB インタフェース
外部コンピュータから制御を行なうために USB インタフェースを装備しています。
項目
説明
インタフェース規格USB 1.1， USBTMC／USB488
USB ID
USBTMC
機器毎に割振済
USB4881～65534

8-11

BP4640 / BP4650

8.14 電源入力

8.14 電源入力
ご注文時に三相 3 線入力又は三相 4 線入力のどちらかを選択できます。
項目
BP4640BP4650
三相 3 線入力： 200 V～230 V ±10 %
ただし，250 V 以下
電源電圧入力範囲
三相 4 線入力： 380 V（相電圧 220 V）±15 %ただし 433 V（相電圧 250 V）以下
電源周波数範囲
50/60 Hz ±2 Hz
電源入力端子（リア）
M8 ねじ
力率 *1
約 0.93
最大消費電力 *1
4.8 kVA
6 kVA
過電圧カテゴリ
Ⅱ* 1：電源入力三相 3 線 200 V 又は三相 4 線 380 V，CV モード，DC のみ±60 V 出力時

8.15 耐電圧，絶縁抵抗
項目
耐電圧
絶縁抵抗

電源入力端子一括

全モデル共通AC1500 V
10 MΩ以上 (DC500 V)

対

その他の端子および筐体一括

8-12

BP4640 / BP4650

8.16 周囲温度範囲，周囲湿度範囲ほか

8.16 周囲温度範囲，周囲湿度範囲ほか
項目
動作環境
高度
性能保証*1
保管条件*2
汚染度

全モデル共通屋内2000 m まで+5～+35 ℃/5～85 %RH-10～+50 ℃/5～95 %RH
2*1：ただし，絶対湿度は 1～25 g/m3 ，結露はないこと*2：ただし，絶対湿度は 1～29 g/m3 ，結露はないこと

%RH
90
80

保管条件

性能保証

70
60
50
40
30
20
10
0
10

0

10

図 8-1

20

30

40

50 C

周囲温度，湿度範囲

8-13

BP4640 / BP4650

8.17 外形寸法，質量8.17 外形寸法，質量
項目

BP4640

外形寸法(幅×高さ×奥行，突起含まず)

505×1150×700 mm

質量約 165 kg

BP4650約 180 kg

8.18 EMC
以下の要求規格に適合（電源入力が三相 4 線入力のみ）
KN 11 (Group 1, Class A)
KN 61000-6-2
強い放射無線周波電磁界や放射無線周波伝導性妨害を受けた場合，以下の現象が発生することがあります。
・LED や計測値の誤表示
・モニタ出力の変動
・電流リミッタの動作
また本製品からの電磁放射によりラジオおよびテレビ放送の受信が妨害されることがあります。使用者が電磁放射を低減する特別な措置をとらない限り，本製品を住宅地域で使用することは避けてください。
適合ロットについては当社又は当社代理店までお問い合わせください。

8-14

BP4640 / BP4650

8.19 オプション

8.19 オプション
オプション名
交換用エアフィルタ
PA-001-3023 (1S)
PA-001-3024 (2S)
固定用金具(BP4640/4650 用)
PA-001-3027

説明
交換用のエアフィルタ 1 枚です。製品 1 台あたりに必要な枚数は上から順に 1 枚，4 枚ずつです。
製品を床に固定するための金具です。

備考
ご注文時および購入後ご注文時および購入後(参考) エアフィルタの種類と使用箇所は下図のとおりです。
エアフィルタ 1S
1枚
エアフィルタ 2S
4枚

8.20 出力電圧，出力電流供給範囲
供給範囲は正負の出力電圧リミッタ設定（+Vo limit，-Vo limit）によって異なります。
DC 出力範囲の図（図 2-1～4）は，DC における出力可能な電圧と電流の関係を示しています。また，500 Hz 以下の交流における DC オフセットを含む電圧と電流の出力可能範囲も示しています。
AC 出力範囲の図（図 2-5～8）は，出力可能な直流電圧とピーク電流の関係を示しています。ただし，ピーク電流を出力可能な時間幅は最大 4 msec です。いずれも参考値です。
DC，AC 出力範囲の図における横軸 Io は以下の電流値に対する比(%)です。
電流値 Io(100 %において)
項目
BP4640BP4650
電流 Io
40 A
50 A

8-15

BP4640 / BP4650

8.20 出力電圧，出力電流供給範囲

DC出力範囲[+Vo limit]-[-Vo limit]=124V一定の場合

120

Vo(V)

100
80
60

+Vo

-Vo

limit

limit

①

(V)

(V)

②

①+117

-7

③

②+102

-22

④

③ +82

-42

④ +62

-62

⑤ +42

-82

⑥ +22

-102

⑦ +7

-117

⑤

40

⑥

20

⑦

0
-120

-100

-80

-60 ① -40
②

-20

0

20

40

60

80

100

120

Io(%)

-40

③

-60

④

-80

⑤

-100

⑥
⑦

図 8-2

-20

-120

DC 出力範囲（正負電圧リミッタ設定差が 124 V 一定の場合）

DC出力範囲[+Vo limit]=-[-Vo limit]の場合

+Vo

-Vo

limit

limit

(V)

(V)

① +62

-62

② +52

-52

④

③ +42

-42

⑤

④ +32

-32

⑥

⑤ +22

-22

⑥ +12

-12

Vo(V)

-120

-100

-80

-60

⑥
⑤
④
③
②
①

図 8-3

-40

70
60
50
40
30
20
10
0
-20-10 0
-20
-30
-40
-50
-60
-70

①
②
③

20

40

60

80

100

120

Io(%)

DC 出力範囲（正負電圧リミッタ設定が対称の場合）

8-16

BP4640 / BP4650

8.20 出力電圧，出力電流供給範囲

DC出力範囲[-Vo limit]=-7V一定の場合
Vo(V)

-120

-100

-80

-60

図 8-4

-40

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-20-10 0
-20

①
②
③
④
⑤

20

40

60

80

100

-80

-60

図 8-5

limit

limit

(V)

(V)

①+117

-7

②+102

-7

③ +82

-7

④ +62

-7

⑤ +42

-7

⑥ +22

-7

+Vo

-Vo

limit

limit

(V)

(V)

① +7

-117

② +7

-102

③ +7

-82

④ +7

-62

⑤ +7

-42

⑥ +7

-22

120

Io(%)

DC 出力範囲（負電圧リミッタ設定が-7 V 一定の場合）

Vo(V)

-100

-Vo

⑥

DC出力範囲[+Vo limit]=+7V一定の場合

-120

+Vo

-40

20
10
0
-20-10 0
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
-110
-120

20

40
⑥

60

80

100

120

Io(%)

⑤
④
③
②
①

DC 出力範囲（正電圧リミッタ設定が+7 V 一定の場合）

8-17

BP4640 / BP4650

8.20 出力電圧，出力電流供給範囲

AC出力範囲[+Vo limit]-[-Vo limit]=124V一定の場合

120

Vo(V)

100
80
60
40

-160 -140 -120 -100 -80-60 ①-40
②

-20

③

-40

④

-60

⑤

-80

⑥
⑦

図 8-6

0
-20

0

20

-Vo

limit

limit

①
②

(V)

(V)

①+117

-7

③

②+102

-22

④

③ +82

-42

⑤

④ +62

-62

⑤ +42

-82

⑥ +22

-102

⑦ +7

-117

⑥
⑦

20

+Vo

40

60

80

100

120

140

160

Io(%)

-100
-120

AC 出力範囲（正負電圧リミッタ設定差が 124 V 一定の場合）

AC出力範囲[+Vo limit]=-[-Vo limit]の場合

+Vo

-Vo

limit

limit

(V)

(V)

① +62

-62

③

② +52

-52

④

③ +42

-42

⑤

④ +32

-32

⑤ +22

-22

⑥ +12

-12

Vo(V)

70
60
50
40
30
20
10
0
-160 -140 -120 -100 -80 -60⑥ -40 -20
-10 0
⑤
-20
④
-30
③
-40
②
-50
①
-60
-70

図 8-7

①
②

⑥

20

40

60

80

100

120

140

160

Io(%)

AC 出力範囲（正負電圧リミッタ設定が対称の場合）

8-18

BP4640 / BP4650

8.20 出力電圧，出力電流供給範囲

AC出力範囲[-Vo limit]=-7V一定の場合
Vo(V)

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20
-10 0
-20

図 8-8

①
②
③
④
①

⑤

-Vo

limit

limit

(V)

(V)

①+117

-7

②+102

-7

③ +82

-7

④ +62

-7

⑤ +42

-7

⑥ +22

-7

②

⑥

③
20

40

60

80

100

120

140

160

Io(%)

AC 出力範囲（負電圧リミッタ設定が-7 V 一定の場合）

+Vo

-Vo

limit

limit

(V)

(V)

① +7

-117

② +7

-102

③ +7

-82

④ +7

-62

⑤ +7

-42

⑥ +7

-22

AC出力範囲[+Vo limit]=+7V一定の場合
Vo(V)

20
10
0
-160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20
0
-10
③
-20
②
-30
-40
①
-50
-60
-70
-80
-90
-100
-110
-120

図 8-9

+Vo

20

40

60

80

100 120 140 160

Io(%)
⑥
⑤
④
③
②
①

AC 出力範囲（正電圧リミッタ設定が+7 V 一定の場合）

8-19

BP4640 / BP4650

8.21 外形寸法図

8.21 外形寸法図

図 8-10

外形寸法図

8-20

BP4640 / BP4650

9.

9.1

初期設定一覧

初期設定一覧 ···································· 9-2

9-1

BP4640 / BP4650

9.1 初期設定一覧

9.1

初期設定一覧
○は初期値が適用されることを示します。－はそれまでの設定が保持されることを示しま

す。
表 9-1

設定メモリ
（1/2）

設定項目
動作モード

初期値

工場出荷時

電源投入時

リセット実行時

CV-INT○

バックアップ値○

電源投入時出力 （出力オフ時の
出力

OFF

○

オン／オフ設定 みリセット実行
による

可能）

電源投入時レス
レスポンスキャリブレータ

OFF○

ポンスキャリブ
レータオン／オ－

フ設定による
直流電圧

0.00 V○

バックアップ値○

直流電流0.00 A○

バックアップ値○

重畳交流電圧

0.0 Vp-p○

バックアップ値○

重畳交流電流0.0 Ap-p○

バックアップ値○

周波数50.0 Hz○

バックアップ値○

SIN○

バックアップ値○＋電圧リミッタ

62.0 V○

バックアップ値○－電圧リミッタ－62.0 V○

バックアップ値○○

バックアップ値○○

バックアップ値○○

バックアップ値－○

バックアップ値－

波形＋電流リミッタ－電流リミッタ

104 A(BP4640)
130 A(BP4650)－104 A(BP4640)－130 A(BP4650)

INTERFACE
USB488 ID

USBTMC
2

キーロック

OFF

○

バックアップ値

－

ビープ音

ON

○

バックアップ値－○

バックアップ値－

LCD コントラスト

55

LCD 表示色BLUE○

バックアップ値

－

周波数単位

Hz

○

バックアップ値

－

時間単位

ｓ

○

バックアップ値－

電源投入時出力オン／オフ

OFF○

バックアップ値－

OFF○

バックアップ値－

DISABLE○

バックアップ値－

電源投入時レスポンスキャリ
ブレータオン／オフ
外部制御入力有効／無効

9-2

BP4640 / BP4650

9.1 初期設定一覧
（2/2）
設定項目

初期値

任意波形送受信，制御対象メ
モリの指定
SRQ イネーブルレジスタ
標準イベントステータスイ
ネーブルレジスタ
オペレーショントランジッ
ションフィルタ
オペレーションイベントイ
ネーブルレジスタ
ワーニングイベントイネーブ
ルレジスタ
オーバロードトランジッショ
ンフィルタ
オーバロードイベントイネー
ブルレジスタヘッダオン／オフ

表 9-2
設定項目
動作モード

工場出荷時

電源投入時

リセット実行時

○

○

－

179

○

○

－

255

○

○

－

0

○

○

－

20482

○

○

－

1

○

○

－

0

○

○

－

1

○

○

－

OFF

○

○

－

2（ARB1）

ストア／リコールメモリ（全メモリ）
初期値

工場出荷時

電源投入時

クリア実行時CV-INT○

バックアップ値○

直流電圧0.00 V○

バックアップ値○

直流電流0.00 A○

バックアップ値○

重畳交流電圧

0.0 Vp-p○

バックアップ値○

重畳交流電流0.0 Ap-p○

バックアップ値○

周波数50.0 Hz○

バックアップ値○

SIN○

バックアップ値○＋電圧リミッタ

62.0 V○

バックアップ値○－電圧リミッタ－62.0 V○

バックアップ値○○

バックアップ値○○

バックアップ値○

波形＋電流リミッタ－電流リミッタ

104 A(BP4640)
130 A(BP4650)－104 A(BP4640)－130 A(BP4650)

9-3

BP4640 / BP4650

9.1 初期設定一覧

設定項目

表 9-3

任意波形メモリ

初期値

工場出荷時

電源投入時

クリア実行時

ARB1～ARB8

正弦波データ○バックアップ値○

ARB9～ARB12

方形波データ○バックアップ値○

ARB13～ARB16

三角波データ○バックアップ値○

表 9-4

シーケンスメモリ（全ステップ）

設定項目

初期値

工場出荷時

電源投入時

クリア実行時ステップ番号指定

1

○

○

－

ステップ時間0.1000 s○

バックアップ値○

直流電圧0.00 V○

バックアップ値○

直流電流0.00 A○

バックアップ値

○

CONST

○

バックアップ値○

重畳交流電圧

0.0 Vp-p○

バックアップ値○

重畳交流電流0.0 Ap-p○

バックアップ値

○

CONST

○

バックアップ値○○

バックアップ値○

直流電圧／電流動作種別

重畳交流電圧／電流動作種別
周波数50.0 Hz

周波数動作種別

CONST○

バックアップ値

○

波形

SIN

○

バックアップ値○

波形動作種別CONST○

バックアップ値○

ステップ同期出力0,0○

バックアップ値○

ステップ同期出力動作種別

CONST

○

バックアップ値○

ステップ終了位相

DISABLE○

バックアップ値

○

STOP

○

バックアップ値○

ステップ終端
ジャンプステップ

0○

バックアップ値○

ジャンプ回数1○

バックアップ値○

ブランチステップ 0

0（無効）

○

バックアップ値○

ブランチステップ１

0（無効）

○

バックアップ値○

9-4BP4640 / BP4650

ーーーー 保証 ーーーー

この製品は，株式会社 エヌエフ回路設計ブロックが十分な試験及び検査を行って出荷しております。
万一ご使用中の故障又は輸送中の事故などによる故障がありましたら，当社又は当社代理店までご連絡ください。
この保証は，当社又は当社代理店からご購入された製品で，取扱説明書，本体貼付ラベルなどの記載内容に従った正常な使用状態において発生した，部品又は製造上の不備による故障など当社の責任に基づく不具合について，納入後 1 年間の保証期間内に当社又は当社代理店にご連絡いただいた場合に，無償修理をお約束するものです。
なお，この保証は日本国内においてだけ有効です。日本国外で使用する場合は，当社又は当社代理店にご相談ください。
次の事項に該当する場合は，保証期間内でも有償修理となります。
● 取扱説明書に記載されている使用方法及び注意事項（定期点検や消耗部品の保守・交換を含む）に反する取扱いや保管によって生じた故障の場合● お客様による輸送や移動時の落下，衝撃などによって生じた故障，損傷の場合● お客様によって製品に改造（ソフトウェアを含む）が加えられている場合や，当社及び当社指定サービス業者以外による修理がなされている場合● 外部からの異常電圧又はこの製品に接続されている外部機器（ソフトウェアを含む）の影響による故障の場合● お客様からの支給部品又は指定部品の影響による故障の場合● 腐食性ガス・有機溶剤・化学薬品等の雰囲気環境下での使用に起因する腐食等による故

障や，外部から侵入した動物が原因で生じた故障の場合● 火災，地震，水害，落雷，暴動，戦争行為，又はその他天災地変などの不可抗力的事故

による故障，損傷の場合● 当社出荷時の科学技術水準では予見できなかった事由による故障の場合● 電池などの消耗品の補充ーーーー 修理にあたって ーーーー
万一不具合があり，故障と判断された場合やご不明な点がありましたら，当社または当社代
理店にご連絡ください。
ご連絡の際は，型式名(または製品名)，製造番号(銘板に記載の SERIAL NO.)とできるだけ詳しい症状やご使用の状態をお知らせください。
修理期間はできるだけ短くするよう努力しておりますが，ご購入後 5 年以上経過している製品のときは，補修パーツの品切れなどによって，日数を要する場合があります。
また，補修パーツが製造中止の場合，著しい破損がある場合，改造された場合などは修理をお断りすることがありますのであらかじめご了承ください。

お 願 い・ 取扱説明書の一部または全部を，無断で転載または複写することは固くお断りします。
・ 取扱説明書の内容は，将来予告なしに変更することがあります。
・ 取扱説明書の作成に当たっては万全を期しておりますが，内容に関連して発生した損害などについては，その責任を負いかねますのでご了承ください。
もしご不審の点や誤り，記載漏れなどにお気付きのことがございましたら，当社または当社代理店にご連絡ください。

BP4640 / BP4650
取扱説明書

株式会社 エヌエフ回路設計ブロック〒223-8508 横浜市港北区綱島東 6-3-20
TEL 045-545-8111 (代)
http://www.nfcorp.co.jp/
C Copyright 2017-2022, NF Corporation◯

http://www.nfcorp.co.jp/〒223-8508 横浜市港北区綱島東 6-3-20 TEL 045 (545) 8111(代)