データシート

長光路ガスセル サイクロン
ppm レベルのガス分析に 拡張オプションが豊富なユニバーサルタイプ
ミラー間の多重反射を用いる White cell の原理に基づいた長光路ガスセルです。サイクロンガスセルの光路長は固定または可変から選択が可能で、以下の 3 種類のサイズからお求めいただけます。
○	サイクロン C2: 0.5 から 2.5 m まで○	サイクロン C5: 1 から 8 m まで○	サイクロン C10: 2.1 から 10.6 m まで

特長
○	固定光路長、室温測定、真空から大気圧 ( 標準仕様 )○	豊富な拡張オプション ( 光路長可変、加熱測定、高圧測定等 )○	優れた化学耐性・気密性○	接着剤を排除したクリーンな構成○	真空 / ガス配管
○	パージ可能な外部光学系○	ベンチマークベースプレートで各社の FT-IR 分光器に対応
比類なき拡張性サイクロンには多くのオプションが用意されており、どのような分析にも対応可能です。
交換可能な内部光学系

・1 個のボディに、複数の内部光学系 ( 光路長可変あるいは光路長固定 ) を取り付けて使うことが可能で、低コストで分析の柔軟性を増すことができます。
アプリケーションに合わせて選択可能

・ボディ材質 ... ボロシリケートガラス ( 標準、耐圧 15 psi)、ニッケルめっきアルミ ( 耐圧125 psi)
・窓材 ...KBr ( 標準 ), CaF2, ZnSe・o- リング ... バイトン ( 標準 ), カルレッツ
豊富なオプション類

クリーンな設計
サイクロンガスセルは、不純物を排除し性能をフルに発揮するため、設計から製造まで多くのユニークな特長を取り入れています。
・接着剤を一切使用していません。
・バイトン ® 製 o- リングは、溶剤等のアウトガスがないようプリベークしてから使用しています。
・内部に使用されているねじには小さなブリード孔を空けてあり、トラップされたガスによるコンタミネーションが起きないようになっています。
優れた化学耐性・気密性
・使用材 ...保護膜付金ミラー・ニッケルめっきアルミ・ステンレス・バイトンシール材

加熱ジャケット / 温度コントローラ

圧力ゲージキット

全てのサイクロンガスセルは、対応する加熱ジャケットと温ガス配管に取り付けて使用する圧力ゲージです。ゲージは低度コントローラを追加することで加熱ガスセルにアップグ

圧用 ( 真空から 15 psi) と高圧用 ( 真空から 125 psi、メタルレード可能です。加熱ジャケットは単純にセルに被せるだけボディ時のみ ) があります。圧力解放バルブが内蔵されておで使用でき、室温から 200 ℃までの範囲で温調可能になりまり、過剰な圧力がかかってしまった際は自動で減圧します。

す。オプションでプログラム対応も可能です。

加圧環境下でセルを使用する際は、圧力ゲージの使用を推奨

温度の安定性は± 1℃で、セル全体を均一に加熱し、セル内します。に「コールドスポット」が生じるのを防ぎます。

ベンチマークシリーズ レーザーアライメントアクセサリ

パージベローズ

ガスセル内部の光学光路長を目視で確認することが可能にな

外部光学系を不活性ガス ( 窒素等 ) 環境下で使用することができ、大気中の水蒸気や二酸化炭素の吸収を減らすことができます。他の Specac 社製品と共通で使用できます。
デシケータ・ストレージキャップ
セル不使用時に外部光学系の開口部に取り付けるキャップです。片方のキャップには乾燥材が入っており、外部光学系内を乾燥雰囲気に保ち、KBr 窓の寿命を延ばします。

ります。光路長可変セルを用いて日常的に様々な光路長を使用する際に特に便利です。
ベンチマークシリーズ光学系の光軸の高さにダイオードレーザーの可視光源を照射することができます。ガスセルをはじめ、全てのベンチマークシリーズのアクセサリが使用可能で、載せるだけで使用可能です。

仕様○	セルボディ材質 : ボロシリケートガラス ( メタルボディオプション有 )○	圧力範囲 : 真空から 15 psi (1 bar) ( メタルボディオプション時は真空から 125 psi)
○	温度範囲 : 室温 ( 加熱オプション有 )○	ミラー材質 : 金 ( 保護膜付 )○	窓材 : KBr ( オプション : ZnSe, CaF2)○	ガス配管部品 : ステンレス○	o- リング : バイトン ® ( オプション : カルレッツ ®)○	内部使用材 : ニッケルめっきアルミおよびステンレス○	外部光学系 : パージ可能、アルミ平面ミラー使用○	セル設置方法 : ベンチマークシリーズベースプレート

固定光路長( 御指定下さい )
光路長可変
オプション
容積 (litter)

各部の寸法 (mm)C2C5

0.5/1/1.5/2/2.5 m

1/2/3/4/5/6/7/8 m(0.5 m step)(1 m step)

0.5 ～ 2 m

1～5m

2.1 ～ 10.6 m

0.19

1.33

2.6

ガラスボディ

Vacuum ～ 15psi

メタルボディ

Vacuum ～ 125psi

加熱

C10
2.1/3.2/4.2/5.3/6.3
7.4/8.5/9.5/10.6 m(1.06 m step)

AB

C2384

C5536
540

C10CDE

奥行314

73466

114

47153

12087

153

130

470

143

113

153

146

CB

DA

室温～ 200℃

接続 / バルブ

1/4 チューブ・ストップバルブ

窓材

KBr 標準E

オーダー情報○ 製品ラインナップ

サイクロンガスセル選定ガイド

GS24102

サイクロン C2 ガスセル (0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 m)

GS24110サイクロン C10 ガスセル (2.1, 3.2, 4.2, 5.3, 6.3, 7.4, 8.5, 9.5, 10.6 m)

GS24105○ オプション

1	セルサイズを C2, C5, C10 から選択します

サイクロン C5 ガスセル (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 m)

2	ボディ材質をガラスまたは金属から選択します
3	窓材を KBr, CaF2, ZnSe から選択しますGS10707

パージベローズ ( ペア )GS24152

内部光学系 金ミラーアセンブリ			5	o- リングシールの材質をバイトンまたはの場合は光路長もご指定下さい。)

6	圧力ゲージキットを併せてご注文の際は、サイクロン C2 ガスセル用 加熱ジャケット / 温度コントローラ

FT-IR のメーカー名と型式もご指定ください

GS241504	光路長を固定または可変から選択します

デシケータ・ストレージキャップ( ガスセルのモデル、可変または固定光路長をご指定下さい。固定光路長

GS24160

圧力ゲージキット ( 高圧または低圧をご指定ください。)

GS24305

サイクロン C5 ガスセル用 加熱ジャケット / 温度コントローラ

GS24302
GS24310
GS24500
GS24153
GS24154
GS24155

本( 固定の際は光路長も指定します )カルレッツから選択します
高圧または低圧から選択します

サイクロン C10 ガスセル用 加熱ジャケット / 温度コントローラ
レーザーアライメントアクセサリ

交換用 KBr 窓 ( ガスセルのモデルをご指定下さい。)

交換用 ZnSe 窓 ( ガスセルのモデルをご指定下さい。)
交換用 CaF2 窓 ( ガスセルのモデルをご指定下さい。)

社: 東京都文京区小石川1-4-12 文京ガーデンザウエスト801 TEL:03-3868-2634

西日本営業所: 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル3F
https://www.systems-eng.co.jp

E-mail: info@systems-eng.co.jp

TEL:06-6868-9790
仕様・価格は予告なく変更する場合がございます20220908