精密低雑音直流電圧源
LOW NOISE DC VOLTAGE SOURCE

LP6016-01 / LP6016-01P!!
御制度
精高をス
イ
センサ・デバる精密電圧源す
応対でま験
試
荷出
研究開発からLow NoiseHigh Stability
出力雑音電圧10 μVrms 以下 typ.

（帯域幅 10Hz 〜 20MHz）

出力電圧安定度

設定確度±10 ppm/℃ typ.

±(0.03% + 250 μV)

センサ・デバイスのバイアス電圧源・制御電圧源には

精密低雑音直流電圧源 LP6016-01 / LP6016-01P
低雑音
高安定

外部制御可能システム組込みに

高確度

2U, ハーフラックサイズ
出力雑音電圧密度 （±16.1000V, 100mA出力時）
100µ●出力安定度±10 ppm/℃ typ.
●出力電圧LP6016-01： 0 〜 +16.1 V（正）/ 0 〜 -16.1 V（負）LP6016-01P：0 〜 +16.1 V（2 出力、V1, V2）
設定分解能 500 μV
設定確度±（0.03%＋250 μV）
最大 0.1 A●外部制御インタフェース
USB、RS-232、LAN

汎用基準電圧源
汎用リニア電源

1µ100n10n
1n
100p

101001k10k

周波数 [Hz]

100k

1M

10M

長時間ドリフト（±16.1000V, 100mA出力時）

800

電圧変動 [μV]●出力電流LP6016シリーズ

10µ50

640404803032020160

1000-160-10

出力電圧変動-320-20

仕様値（±40ppm）-480-30-40-640-800

電圧変動 [ppm]

雑音電圧密度 [V/ Hz ]●出力雑音電圧10 μVrms（帯域幅 10Hz 〜 20MHz）

020406080

100120時 間 [h]140160180-50200

用途に合わせて選べる2モデル
正電圧負電圧LP6016-01

電流モニタ端子（＋／−）

出力オン／オフ（＋／−）

正電圧
2チャネル

LP6016-01P

電流モニタ端子（V1／V2）

出力基準
電位端子

出力基準
電位端子

出力端子
（＋／−）

出力端子
（V1／V2）

出力オン／オフ（V1／V2）【背面】
筐体電位端子

電源電圧切換 100V/120V/220V/240V
LANコネクタ
RS-232コネクタ

カスタム対応
ご要望に応じたカスタマイズを承ります。

●設定分解能例）500μV → 100μV●電圧・電流など各種仕様のカスタマイズ●設定確度

USBコネクタ例）±（0.03％+250μV）→ ±（0.03％+75μV）

半導体デバイスやセンサの試験・評価には低雑音・高安定の精密電圧源を …

水晶発振器

出荷試験の歩留まり改善

制御電圧源

水晶発振器の位相雑音・周波数確度・周波数安定度などを評価する際、制御電圧源の安定度が評価結果に影響します。
VCXO（電圧制御水晶発振器）、TCXO（温度補償型水晶発振器）、OCXO（恒温槽付水晶発振器）などの評価には、精密な電圧源を用いることが重要です。

VCXOの周波数測定 〜制御電圧源による出力周波数の比較〜

実測例

下のグラフは、VCXO の制御電圧源として一般的に使われている基準電圧源とLP6016-01P を比較したデータです。
※グラフのΔ周波数は、制御電圧 Vctrl＝1.000V 時の出力周波数（約 30MHz）を基準として差分を示しています。
1

一般的な
基準電圧源

0.6

Vctrl=+1.000V
Vctrl=+0.998V
Vctrl=+1.002V

150.40.2

頻度 [％]

Δ周波数 [Hz]20

Vctrl=+1.000V
Vctrl=+0.998V
Vctrl=+1.002V

0.80-0.2-0.4

105-0.6-0.8-1011

時 間 [h]1.520.60-1.02.520

時間変化に対して出力が非常に安定しています。

0.8LP6016-01P

0.5

Vctrl=+1.000V
Vctrl=+0.998V
Vctrl=+1.002V

0.00.5Δ周波数 [Hz]設定電圧確度に優れているので、±2mV の電圧シフトが均一です。

頻度 [％]

0.20-0.2-0.4

1.0

Vctrl=+1.000V
Vctrl=+0.998V
Vctrl=+1.002V

150.4

Δ周波数 [Hz]-0.5

105-0.6-0.8-100.51時 間 [h]1.522.50-1.0-0.50.0

Δ周波数 [Hz]0.5●測定ブロック図

２チャネルの正電圧を制御電圧と電源に使用しています。

LP6016-01P

水晶発振器

電 源（Vcc）

VCXO

制御電圧（Vctrl）

出力

周波数カウンタ
入力直流電圧計
入力

LP6016-01P は、長時間にわたり安定した電圧を供給可能です。
出荷試験においては良否判定の精度が向上し、歩留まり改善につながります。

1.0

測定の誤差やバラツキを低減し、デバイスやセンサの性能を最大限に引き出します。
測定システム・検査装置における試験の再現性向上や歩留まり改善などに寄与します。
組込みニーズにあわせた各種カスタマイズに対応します。

A/Dコンバータ

性能評価の精度向上

基準電圧源

A/D コンバータの基準電圧は変換精度に大きく影響するため、基準電圧を外部から供給する場合、基準電圧源の雑音や安定性に起因するバラツキを考慮する必要があります。
本来の A/D コンバータの性能に近づけるためには、低雑音かつ安定した電圧源を用いることが重要です。

A/Dコンバータの基準電圧源によるバラツキの比較

実測例

下のグラフは、A/D コンバータの基準電圧 4.096V と入力電圧 2.5V（≒フルスケール）に2 種類の電圧源を使用した際の測定結果の比較です。
測定は 80 分間で 8,000 万回行い、そのバラツキをヒストグラムで表しています。

40401965

17765

16565

16365

16165

16965

16765

15565

15365

15165

15965

15765

1451465141141465

65

65

17365
17565
17765
17965
18165
18365
18565
1879165

177161665

65

161665

65

1665

1565

30509101107203302015

標準偏差 : 2.6

基準電圧源

65

頻度 [％]

5030

一般的な

60

5065

頻度 [％]

標準偏差 : 0.7

LP6016-01P

60

Output Code（LSB）

Output Code（LSB）

LSB : Least Significant Bit（最下位ビット）●測定ブロック図LP6016-01PA VDD

２チャネルの正電圧を基準電圧と入力電圧に使用しています。

入力電圧（Vin）

基準電圧

D VDD

（Vref）

A/Dコンバータ
A GND

A

D GND

D

出力

精密低雑音直流電圧源

レーザダイオード

LP6016-01/ LP6016-01P

レーザ光の安定性向上

駆動源

フォトダイオード バイアス電圧源

検出信号の SN 比向上

生体信号などの微小信号の検出には、光センサや磁気センサなどの高感度センサが使われます。
信号の検出精度の向上には、低雑音電圧源を用いることが重要です。
以下は、光応用システムで広く使われている 発光素子・レーザダイオードと受光素子・フォトダイオードにLP6016-01 を用いた実測例です。

レーザダイオード
レーザ光の安定性には、LD ドライバの雑音性能や安定度が影響します。
以下の例では、精密な電流出力が可能な『電圧電流変換モジュール VI-309F1』と LP6016-01 を用いて、低雑音かつ安定した LD ドライバを構成しています。

フォトダイオード
レーザの受光素子として使われるフォトダイオードは、感度を上げるために逆バイアス電圧を印加します。
高感度な光検出には、低雑音のバイアス電圧源が必要です。

実測例

駆動源とバイアス電圧源による検出信号の比較
下記の測定ブロック図の構成で、駆動源（定電流制御）とバイアス電圧源としてLP6016-01 と一般的なリニア電源を使用して、検出信号を測定した結果です。
フォトダイオードの暗電流

光信号入力時LP6016-01

一般的なリニア電源
縦軸 ： 100 mV/div.

横軸 ： 100 μs/div.

縦軸 ： 100 mV/div.

●測定ブロック図LP6016-01

横軸 ： 100 μs/div.

正電圧を駆動源に、負電圧を逆バイアス電圧源に使用しています。

LD ドライバ

電圧電流変換器
電圧電流変換モジュール
VI-309F1を使用

定電流制御信号（Vctrl）

逆バイアス電圧（Vb）

DC 20 mA+ 変調信号

オシロスコープ

レーザダイオード
光ファイバ

フォトダイオード
検出信号

電流電圧変換器

当社では、電流電圧変換増幅器をはじめ、微小信号処理用の各種低雑音増幅器を取り揃えています。
センサからの信号にあわせて最適な機種をご提案しますので、お問い合わせください。

電流電圧変換モジュール
IV-202F4 を使用（利得: 100kV/A）

LP6016-01/ LP6016-01P

精密低雑音直流電圧源■主要定格
LP6016-01

LP6016-01P

LP6016-01

LP6016-01P

電圧範囲

正側：0.0000V〜＋16.1000V V1：0.0000V〜＋16.1000V
負側：0.0000V〜−16.1000V V2：0.0000V〜＋16.1000V

USB

USB2.0 フルスピード、
デバイスクラス CDC

RS-232

ボーレート：9600/19200/38400/57600bps

設定分解能0.0005V（500μV）

LAN

10BASE-T/100BASE-TX、TCP/IP

電圧設定確度±（￨設定値￨の 0.03%＋250μV）※周囲温度 23℃±5℃

絶縁抵抗

温度安定度

±10ppm/℃ typ.

電源入力一括 対 筐体 ： 50 MΩ以上（DC 500 V にて）
電源入力一括 対 出力一括 ： 50 MΩ以上（DC 500 V にて）
出力基準電位 対 筐体 ： 10 MΩ

最大電流±100mA
100mA（出力電圧±1V以上、0〜50℃）（出力電圧1V以上、0〜50℃）±100mA
100mA（出力電圧±1V未満、0〜40℃）（出力電圧1V未満、0〜40℃）
±90mA
90mA
（出力電圧±1V未満、40〜50℃）（出力電圧1V未満、40〜50℃）

耐電圧

電源入力一括 対 筐体・出力一括 ： AC 1500 V 1 分間
出力基準電位 対 筐体 ：±42 Vpk（DC+ACpeak）

過電流保護

約 ±100mA（LP6016-01P は 100mA）を超えるとディスプレイに OCP を表示
約 150mA の垂下特性（自動復帰型）

セトリング時間

100ms（無負荷にて）

過熱保護

入力変動

±0.1mV 以内（電源電圧 ±10% に対して）内部温度が一定以上になると出力 OFF
ディスプレイに OHP を表示

負荷変動±5mV 以内（出力 0mA を基準に 0 〜 100mA に対して）

動作温湿度範囲

リプルノイズ

10μVrms 以下 typ.
（電流 0mA 〜±100mA（LP6016-01P は 100mA）、
帯域幅：10Hz 〜 20MHz）

温度：0℃〜＋50℃
湿度：5%〜85% RH、ただし絶対湿度は1g/m³〜25g/m³
結露なきこと保管温湿度範囲

温度：−10℃〜＋60℃
湿度：5%〜95% RH、ただし絶対湿度は1g/m³〜29g/m³
結露なきこと汚染度

2（屋内使用）時間安定度±40ppm typ.（ウォームアップ後 8 時間）

出力コネクタ

BNC コネクタ（レセプタクル）

ウォームアップ時間 60 分

確度±（1%＋1.5mA）（23℃±5℃）±（1%＋2.0mA）（0 〜 50℃）

外形寸法（mm）

215×86×330（突起物は除く）

質量

約 3.5 kg（付属品は除く）

RoHS

Directive 2011/65/EU

EMC

EN 61326-1:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

出力インピーダンス 1kΩ
出力コネクタ

BNC コネクタ（レセプタクル）

電圧

AC100/120/220/240V ±10%
ただし、AC 250V 以下

周波数50/60 Hz ±2Hz

安全性EN 61010-1:2010

消費電力

28VA 以下

付属品

電源コードセット（2m、３極）、ヒューズ（予備）、取扱説明書

過電圧カテゴリ

Ⅱ

オプション
LP6016-01/LP6016-01P 共通

外形図（354.9）215

8612330（12.9）（94.5）

電 源

出力電流の絶対値を 1V/0.1A 倍した電圧で出力

PA-001-3089：BNC−バインディングポスト変換アダプタ● PA-001-3230：ラックマウントキット（EIA，1 台用）● PA-001-3090：ラックマウントキット（EIA，2 台用）● PA-001-3231：ラックマウントキット（JIS，1 台用）● PA-001-3091：ラックマウントキット（JIS，2 台用）●

当社製プリアンプの電源として、専用ケーブルをご用意しています。

（8.5）

電流モニタ機能

組込みニーズに検査装置

測定システム組込みをご検討の場合は、ご相談ください。
単位：mm● 形状、入出力端子、周辺機器など、組込み環境にあわせたカスタマイズ● まとまった台数やリピートのご発注の場合、価格についてのご相談も承ります。

※このカタログの記載内容は、2022年9月26日現在のものです。
●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。
●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

0120-545838

RX22W-L18-5B0.5