The Ruby nano_Q
仕様＊本仕様値は、公称値です。

一 般 的 名称

ルビーレーザ

波長694nm

パ ルス幅20nsec

フルエンス5mm（標準）：3〜7J/cm 2

繰 返し周波数1Hz

照 射モードシングル、リピート

スポットサイズ

標準 ： 5mm（対角）/ 正六角形

外形寸法

400(W) × 730(D) × 1012(H)mm

重量128kg

定格電源

200V、2.2kVA、50/60Hz

医 療 機 器製造販売承認番号

22300BZX00301000

クラス分 類

クラスⅢ 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器

レー ザ ー製品 のクラス分け

クラス4

使 用目的又は効果

本装置は、色素沈着性母斑や刺青（いれずみ）などと、正常皮膚の分光特性の差を利用し、ルビーレーザ光がこれらの色素沈着部位に選択的に吸収されることによりこれを破壊し、治療しようとするものである。

製 造 元 及び製造販売元

株式会社ジェイメック

販売名

ザ・ルビー nano̲Q4、6、７mm（オプション）：3〜10J/cm 2

色素性皮膚疾患治療

ハンドピースによるオプション ： 4、6、7mm（対角）/ 正六角形
多関節アーム含まず

The Ruby nano_Q[ ザ・ルビー nano̲Q ]Q ス イッチ ル ビ ー レ ー ザ ー※商品の仕様、外観および価格は改良のため、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※The Ruby nano Q は、株式会社ジェイメックの登録商標です。

オプション

標 準セット内 容

ハンドピース

1台

本体

4mm（対角）ハンドピース5mm（対角）1本6mm（対角）1個

フットスイッチ

保 護めがね（施術者用） 1式
保 護めがね（患者用）

7mm（対角）保 護メガネ（ 施 術 者 用 ）

7mm

6mm
5mm（標準）4mm

保 護メガネ（ 患 者 用 ）1個コンタクトシェル（小） 1セット

コンタクトシェル（ 小 ）J M E C 公 式 サイト（ 製 品 ペ ージ ）はじめての 美 容 医 療 患 者 様 向けサイト

東京本社〒113 - 0034 東京都文京区湯島3 - 31 - 3 湯島東宝ビル
TEL. 03-5688-1803

FA X . 0 3 - 5 6 8 8 - 1 8 0 5札

幌支店

TEL. 011-748-4311

FA X . 0 1 1 - 7 4 8 - 4 3 1 2

名 古 屋 支 店

TEL. 052-238-1045

FA X . 0 5 2 - 2 3 8 - 1 0 4 6

大阪

支店

TEL. 06-6388-1866

FA X . 0 6 - 6 3 8 8 - 1 1 5 1

九州支店

TEL. 0957-35-8300

FA X . 0 9 5 7 - 3 5 - 8 3 0 1https://www.jmec.co.jp
P R O M- 0 0146- 02

色素性皮膚疾患治療のコンパクト、かつスマートなルビーレーザーです。

非常に低く、メラニンへの光吸収が高いため、周囲組織へのダメージを抑え、色調の薄い病変にも鋭く反応するといわれています。
※メラニン色素と酸化ヘモグロビンとの吸光度の差が大きい波長領域

適応症例

500600

700

800

900

Q スイッチ モ ード

●老 人 性 色 素 斑 ※●雀 卵 斑 ※● カフェオレ斑 ※45

SPOT COUNTER

6

1500

LASER ENERGY（J/cm2）
READY
STANDBY搭載したシンプル、かつコンパクトな設計です。

READY

RESET

STANDBY●遅 発 性 両 側 性 太 田 母 斑 様 色 素 斑（ADM）●異 所 性 蒙 古 斑

LASER

7

使用する頻度の高いQスイッチモードに特化し、必要な機能のみを等

深在性※

1000

波長(nm)SPOT SIZE / mm

表在性

●刺 青400

Clinical Photomedicine (p.29), by Lim HW, Soter NA, et al., 1993,
New York: CRC Press. Copyright © 1993 by Marcel Dekker Inc.

※ルビーレーザー●太 田 母 斑

メラニン1064nm(Nd:YAG)

694nmの波長は、Optical Window※の中心であり、Qスイッチレーザーの中でも特に、酸化ヘモグロビンへの光吸収がザ・ルビー nano̲Qは、Qスイッチモードに特化した●扁 平 母 斑

吸光度755nm(alexandrite)

キレがよい といわれています。

酸化ヘモグロビン

波長領域

694nm(ruby)

ルビーレーザーは、色調の薄い病変にも鋭い反応性を持ち、メラ ニ ン の 選 択 性 が 高 い 6 9 4 n m532nm(KTP)

コンパクトな Q スイッチ ルビ ーレー ザ ー「 ザ・ルビ ー n a n o ̲ Q 」が 選ば れる理 由

585nm(pulsed dye)

ゴ ー ルドスタンダ ード ※※●外 傷 性 色 素 沈 着 症● アートメイク（コスメティックタトゥ）※等※保険適用外低 フ ル エンス 3 J / c m 2 〜

10J/cm 2

高深在性疾患など

低小児、皮膚の薄い部位など

3J/cm2※から設定することができ、低フルエンス照射が可能です。

診 療 報 酬につ いてQスイッチ付ルビーレーザー照射療法及びルビーレーザー照射療法は、太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症、扁平母斑等に対して行った部位や用途に合わせて、応用範囲が広がります。
※ハンドピースによる場合に算定できます。

3J/cm 2
（令和4年診療報酬点数表による）

短 い パ ル ス幅 2 0 n s e c
積 み 重 ねた 実 績
ザ・ルビーシリーズは、19年以上もの実績を積み重ね、進化を遂げてきました。
日本製
ISO13485※を取得した自社工場で、開発・生産を行っています。
厳格な品質基準のもと高品質な製品のご提供に努めています。
※医療機器産業に特化した品質マネジメントシステムに関する国際規格

レーザー光

メラノソームの熱緩和時間（50nsec）よりも短いパルス幅で照射することができるため、色素斑の病変部を選択的に破壊します。
①メラノソームにレーザー光が吸収される②吸収されたレーザー光は急速に熱に変わる③放熱する前にメラノソームが壊れる

色素性皮膚疾患治療のコンパクト、かつスマートなルビーレーザーです。

非常に低く、メラニンへの光吸収が高いため、周囲組織へのダメージを抑え、色調の薄い病変にも鋭く反応するといわれています。
※メラニン色素と酸化ヘモグロビンとの吸光度の差が大きい波長領域

適応症例

500600

700

800

900

Q スイッチ モ ード

●老 人 性 色 素 斑 ※●雀 卵 斑 ※● カフェオレ斑 ※45SPOT COUNTER

61500

LASER ENERGY（J/cm2）
READYSTANDBY搭載したシンプル、かつコンパクトな設計です。

READY

RESET

STANDBY●遅 発 性 両 側 性 太 田 母 斑 様 色 素 斑（ADM）●異 所 性 蒙 古 斑

LASER

7

使用する頻度の高いQスイッチモードに特化し、必要な機能のみを等

深在性

※

1000

波長(nm)

SPOT SIZE / mm

表在性

●刺 青

400

Clinical Photomedicine (p.29), by Lim HW, Soter NA, et al., 1993,
New York: CRC Press. Copyright © 1993 by Marcel Dekker Inc.

※ルビーレーザー●太 田 母 斑

メラニン1064nm(Nd:YAG)

694nmの波長は、Optical Window※の中心であり、Qスイッチレーザーの中でも特に、酸化ヘモグロビンへの光吸収がザ・ルビー nano̲Qは、Qスイッチモードに特化した●扁 平 母 斑

吸光度755nm(alexandrite)

キレがよい といわれています。

酸化ヘモグロビン

波長領域694nm(ruby)

ルビーレーザーは、色調の薄い病変にも鋭い反応性を持ち、メラ ニ ン の 選 択 性 が 高 い 6 9 4 n m532nm(KTP)

コンパクトな Q スイッチ ルビ ーレー ザ ー「 ザ・ルビ ー n a n o ̲ Q 」が 選ば れる理 由

585nm(pulsed dye)

ゴ ー ルドスタンダ ード ※※●外 傷 性 色 素 沈 着 症● アートメイク（コスメティックタトゥ）※等※保険適用外低 フ ル エンス 3 J / c m 2 〜

10J/cm 2

高深在性疾患など

低小児、皮膚の薄い部位など

3J/cm2※から設定することができ、低フルエンス照射が可能です。

診 療 報 酬につ いてQスイッチ付ルビーレーザー照射療法及びルビーレーザー照射療法は、
太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症、扁平母斑等に対して行った部位や用途に合わせて、応用範囲が広がります。
※ハンドピースによる場合に算定できます。

3J/cm 2
（令和4年診療報酬点数表による）

短 い パ ル ス幅 2 0 n s e c
積 み 重 ねた 実 績
ザ・ルビーシリーズは、19年以上もの実績を積み重ね、進化を遂げてきました。
日本製
ISO13485※を取得した自社工場で、開発・生産を行っています。
厳格な品質基準のもと高品質な製品のご提供に努めています。
※医療機器産業に特化した品質マネジメントシステムに関する国際規格

レーザー光メラノソームの熱緩和時間（50nsec）よりも短いパルス幅で照射することができるため、色素斑の病変部を選択的に破壊します。
①メラノソームにレーザー光が吸収される②吸収されたレーザー光は急速に熱に変わる③放熱する前にメラノソームが壊れるストレスフリー なシンプ ルで

ハ ンドピ ー ス

効率の良い治療を広範囲の部位でも短時間で照射することができます。

対応できるため、ストレスの少ない治療を実現します。

実現

高 い 繰 返し周 波 数 1 H z

操作性が高く、細かい動きにもスムーズに大きなスポットサイズ

視 認 性 の 高 いガイド光

使い勝手のよい4mmから最大７ｍｍまでご用意しています。

治療光と同サイズに変わる正六角形のガイド光は、※4､6､7mmは、オプションです。

濃淡を簡単に調節することができ、照射の位置決めが容易です。

スポットサイズ（対角）4mm(10.4mm2)

標準

短い起動時間5mm(16.2mm2)

6mm(23.4mm2)

7mm(31.8mm2)

起動時のわずらわしさを軽減します。
※実寸大

操 作 性 の 高 い 7 関 節アーム

関連製品

片 手 操 作で介 助 不 要

皮 膚 の 冷 却に光軸精度が高く、操作性に優れたハンドピースは、小さい病変部から広範囲、凹凸のある部位にもフレキシブルに照射することができます。

クライオ ミニクー ルクリップ（皮膚冷却装置）（冷却装置の固定用器具）

ストレスフリー な

シンプ ルでハ ンドピ ー ス

効率の良い治療を広範囲の部位でも短時間で照射することができます。

対応できるため、ストレスの少ない治療を実現します。

実現

高 い 繰 返し周 波 数 1 H z

操作性が高く、細かい動きにもスムーズに

大きなスポットサイズ

視 認 性 の 高 いガイド光

使い勝手のよい4mmから最大７ｍｍまでご用意しています。

治療光と同サイズに変わる正六角形のガイド光は、※4､6､7mmは、オプションです。

濃淡を簡単に調節することができ、照射の位置決めが容易です。

スポットサイズ（対角）4mm(10.4mm2)

標準

短い起動時間5mm(16.2mm2)

6mm(23.4mm2)

7mm(31.8mm2)

起動時のわずらわしさを軽減します。
※実寸大操 作 性 の 高 い 7 関 節アーム

関連製品

片 手 操 作で介 助 不 要

皮 膚 の 冷 却に光軸精度が高く、操作性に優れたハンドピースは、小さい病変部から広範囲、凹凸のある部位にもフレキシブルに照射することができます。

クライオ ミニクー ルクリップ（皮膚冷却装置）（冷却装置の固定用器具）

治 療 効 率 を 高 めるカライドスコ ー プ

治 療 の 幅 が 広 がるQ スイッチ モ ード
レーザー光

出力光

独自技術のカライドスコープは、改良を重ね、エネルギー密度をザ・ルビー nano̲Qは、Qスイッチモードにより、表在性だけ限りなく均一化し、適正なエネルギーの投与を可能にしました。

でなく、深在性色素性皮膚疾患にも効果を発揮し、幅広い

高 品 質 なトップ ハットビ ー ムにより照 射 面 がフラットで 、治療を実現します。

カライドスコープ

照射ムラの少ない正六角形の照射スポットを形成します。
強度分布

強度分布
（トップ ハット型 ）均 等 な 照 射を可 能にするトップハットビ ーム

Qスイッチモ ード

照 射スポット全 体に均 等なエネルギーを投与することができ､フラットな創面が形成されるため、
良 好な創 傷 治 癒 が 期 待できます。

従 来 の ルビ ーレー ザ ー

ザ・ルビ ー のカライドスコー プ

ムラ の あ るエ ネ ル ギ ー 密 度

均等なエネルギー密度〈 ガウシアン型 〉〈 トップハット型 〉

ナノ秒単位のパルス幅のレーザーを発振し、極めて高いピークパワーで照射するため、真皮にあるメラニンを破壊します。
深達性が高いため、表在性はもちろん、深在性色素性皮膚疾患にも高い効果が期待できます。

真皮にメラニンが異常分布

照射エネルギーのイメージ

ビ ームプロファイラーにて 測 定

照射エネルギーのイメージ

ビ ームプロファイラーにて 測 定

均一な正六角形の治療光
正確に形成される正六角形の照射スポットは、重ね打ちや照射もれの少ない均一な照射を可能にします。
治療効率を高め、トラブルの軽減が期待できます。
従 来 の ルビ ーレー ザ ー

ムラ の あ る照 射
〈 ガウシアン型 〉

照射スポットのイメージ

ザ・ルビ ー のカライドスコー プ重 ね 射 ち や 照 射 も れ が 少 なく、均 一 な 照 射〈 トップハット型 〉

照射スポットのイメージ

実際の照射 （バーンペーパーへ照射)

深在性
表在性

イメージ図

レーザー照射でメラニンが選択的に破壊される

破壊による衝撃波で空胞が形成される

壊れたメラニンはマクロファージにより貪食される

治 療 効 率 を 高 めるカライドスコ ー プ

治 療 の 幅 が 広 がるQ スイッチ モ ード
レーザー光

出力光

独自技術のカライドスコープは、改良を重ね、エネルギー密度をザ・ルビー nano̲Qは、Qスイッチモードにより、表在性だけ限りなく均一化し、適正なエネルギーの投与を可能にしました。

でなく、深在性色素性皮膚疾患にも効果を発揮し、幅広い

高 品 質 なトップ ハットビ ー ムにより照 射 面 がフラットで 、治療を実現します。

カライドスコープ

照射ムラの少ない正六角形の照射スポットを形成します。
強度分布

強度分布
（トップ ハット型 ）均 等 な 照 射を可 能にするトップハットビ ーム

Qスイッチモ ード

照 射スポット全 体に均 等なエネルギーを投与することができ､フラットな創面が形成されるため、
良 好な創 傷 治 癒 が 期 待できます。

従 来 の ルビ ーレー ザ ーザ・ルビ ー のカライドスコー プ

ムラ の あ るエ ネ ル ギ ー 密 度

均等なエネルギー密度〈 ガウシアン型 〉〈 トップハット型 〉

ナノ秒単位のパルス幅のレーザーを発振し、極めて高いピークパワーで照射するため、真皮にあるメラニンを破壊します。
深達性が高いため、表在性はもちろん、深在性色素性皮膚疾患にも高い効果が期待できます。

真皮にメラニンが異常分布

照射エネルギーのイメージ

ビ ームプロファイラーにて 測 定

照射エネルギーのイメージ

ビ ームプロファイラーにて 測 定

均一な正六角形の治療光
正確に形成される正六角形の照射スポットは、重ね打ちや照射もれの少ない均一な照射を可能にします。
治療効率を高め、トラブルの軽減が期待できます。
従 来 の ルビ ーレー ザ ー

ムラ の あ る照 射
〈 ガウシアン型 〉

照射スポットのイメージ

ザ・ルビ ー のカライドスコー プ

重 ね 射 ち や 照 射 も れ が 少 なく、均 一 な 照 射〈 トップハット型 〉

照射スポットのイメージ

実際の照射 （バーンペーパーへ照射)

深在性
表在性

イメージ図

レーザー照射でメラニンが選択的に破壊される

破壊による衝撃波で空胞が形成される

壊れたメラニンはマクロファージにより貪食される

The Ruby nano_Q
仕様＊本仕様値は、公称値です。

一 般 的 名称

ルビーレーザ

波長694nm

パ ルス幅

20nsec

フルエンス

5mm（標準）：3〜7J/cm 2繰 返し周波数

1Hz

照 射モードシングル、リピート

スポットサイズ

標準 ： 5mm（対角）/ 正六角形

外形寸法

400(W) × 730(D) × 1012(H)mm

重量128kg

定格電源

200V、2.2kVA、50/60Hz

医 療 機 器製造販売承認番号

22300BZX00301000

クラス分 類

クラスⅢ 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器

レー ザ ー製品 のクラス分け

クラス4

使 用目的又は効果

本装置は、色素沈着性母斑や刺青（いれずみ）などと、正常皮膚の分光特性の差を利用し、ルビーレーザ光がこれらの色素沈着部位に選択的に吸収されることによりこれを破壊し、治療しようとするものである。

製 造 元 及び製造販売元

株式会社ジェイメック

販売名

ザ・ルビー nano̲Q4、6、７mm（オプション）：3〜10J/cm 2

色素性皮膚疾患治療

ハンドピースによるオプション ： 4、6、7mm（対角）/ 正六角形
多関節アーム含まず

The Ruby nano_Q[ ザ・ルビー nano̲Q ]Q ス イッチ ル ビ ー レ ー ザ ー※商品の仕様、外観および価格は改良のため、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※The Ruby nano Q は、株式会社ジェイメックの登録商標です。

オプション

標 準セット内 容ハンドピース

1台

本体

4mm（対角）ハンドピース5mm（対角）1本6mm（対角）1個

フットスイッチ

保 護めがね（施術者用） 1式
保 護めがね（患者用）

7mm（対角）保 護メガネ（ 施 術 者 用 ）

7mm

6mm
5mm（標準）4mm

保 護メガネ（ 患 者 用 ）1個コンタクトシェル（小） 1セット

コンタクトシェル（ 小 ）J M E C 公 式 サイト（ 製 品 ペ ージ ）はじめての 美 容 医 療 患 者 様 向けサイト

東京本社〒113 - 0034 東京都文京区湯島3 - 31 - 3 湯島東宝ビル
TEL. 03-5688-1803

FA X . 0 3 - 5 6 8 8 - 1 8 0 5

札

幌支店

TEL. 011-748-4311

FA X . 0 1 1 - 7 4 8 - 4 3 1 2名 古 屋 支 店

TEL. 052-238-1045

FA X . 0 5 2 - 2 3 8 - 1 0 4 6

大阪支店

TEL. 06-6388-1866

FA X . 0 6 - 6 3 8 8 - 1 1 5 1

九州支店

TEL. 0957-35-8300

FA X . 0 9 5 7 - 3 5 - 8 3 0 1

https://www.jmec.co.jp
P R O M- 0 0146- 02