バイポーラ電源 BPシリーズ±60V のフレキシブルな電圧出力

最大× ±100 A の大電流出力

定電流出力／定電圧出力

CCCV

BP4610 ±10A

BP4620 ±20A

LINEUP

BP4650 ±50A

BP46100 ±100A

BP4610 (±10A) ／BP4620 (±20A) ／BP4630 (±30A) ／BP4640 (±40A) ／BP4650 (±50A)
BP4660 (±60A) ／BP4670 (±70A) ／BP4680 (±80A) ／BP4690 (±90A) ／BP46100 (±100A)

バイポーラ電源

広い出力範囲、広がる用途。

■広範囲な出力領域−電圧・電流4象限出力
BPシリーズは、正負の電圧はもちろんのこと、電流の向きもソース(供給)・シンク(吸収)が可能な4象限出力

車載電装品／モータ／ソレノイド／大容量コンデンサの試験用電源として、電源／電池試験用の電子負荷として、さまざまな用途にです。

■動作領域

+115V

BP46100 (±100A)
出力電圧±60の場合

+60V

2

ソレノイドのように逆起電力を生じるデバイスや電解−150Aコンデンサなど蓄電性の負荷、さらに起電力を帯びた

プラスもマイナスもソース (供給) もシンク (吸収) も可能なバイポーラ出力に加え、出力パターンを+100A

−100A

3

圧電体や燃料電池のような電源・電池類まで、一般的な

BPシリーズは、シーケンス機能を内蔵した高電圧・大電流・ハイスピードのバイポーラ電源です。

14−60V

直流電源では駆動できないデバイスや機器類も駆動自在にプログラムできるシーケンス機能を搭載しました。

直流電流の範囲
交流電流の範囲−115V

リミッタ設定により、−5V〜＋115V、−115V〜＋5Vまで出力範囲をシフト可能（出力電流範囲は変化します）できるフレキシブルな電源です。

+150A

1〜4 の数字は象限を表します。

■高電圧・大電流・広帯域、定電流動作
ラインナップ

出力電圧範囲は±60Vで、車載電装品の試験などに求められる高電圧までカバー。
また、大型部品の評価に必要な大電流、アクチュエータのドライブなどで要求される高速性、さらには、低インピーダンスのソレノイド駆動時などに有効な定電流動作など、BPシリーズはこれらを満たす充実のスペックで、機器の開発やデバイステストの試験要求にお応えします。±10Aから±100Aまでの10モデルをラインナップ。多彩な用途に対応します。

±150Aなど、ラインナップを超える大容量システムについては、お問い合わせください。

BP4610 ±10A

■シーケンス機能内蔵のシーケンシャル信号源で、シーケンス制御が可能です。例えば、電装品の電圧変動試験に用いる一連の電圧変化パターンをあらかじめプログラムしておけば、シーケンス開始操作1回で試験を実行可能です。
BP4620 ±20A

BP4630 ±30A

BP4640 ±40A

BP4660〜BP46100±60A

BP4650 ±50A

シーケンス数：CV／CCモード各々に1シーケンス±100A

シーケンス機能を利用した様々な出力パターン

ステップ数：1〜255ステップ※BP4660 ／ BP4670 ／ BP4680 ／ BP4690 は、BP46100 と外観および外形寸法は同じです。

ステップ時間：0.1ms〜999.9999s（分解能 0.1ms）パラメタ：直流電圧、重畳交流電圧、周波数、波形

BP4610BP4620BP4640BP4650BP4660BP4670BP4680BP4690BP46100

ステップ1

ジャンプ回数：1〜999または連続リミッタ設定により−5V〜＋115V、−115V〜＋5Vまで出力範囲をシフト可能
±10A

±20A

±30A

±40A

±50A

±60A

±70A

±80A

±90A

±100A

専用ソフトウェアで複雑なパターンも容易に

AC

±15A

±30A

±45A

±60A

±75A

±90A

±105A

±120A

±135A

±150A

本体からの設定以外に、専用のソフトウェアを用いたシーケンスパターン

DC〜200kHz（CV、出力振幅12Vp-p）、DC〜70kHz（CC、出力振幅12Vp-p）

DC〜170kHz（CV、出力振幅12Vp-p）、DC〜70kHz（CC、出力振幅12Vp-p）

ステップ3

V

DC

小信号
周波数特性

ステップ2

例1 リレーの動作試験パターン例：耐電源変動性試験

シーケンス制御：開始、停止、ホールド、ブランチ（分岐）±60V、120Vp-p

出力電圧出力電流BP4630

編集も可能です。標準添付のコントロールソフトウェアに含まれています。

ステップ1例2

ステップ ステップ
32

ステップ
4ステップ
5

車載電装品の試験パターン例（ISO／DIS7637-2.2 Pulse4）（始動時の過渡的な電圧低下の模擬）コントロールソフトウェア（標準添付）

特長
電圧電流4象限出力

255ステップのシーケンシャル信号源内蔵

ハイパワー：±60V（シフト可）

レスポンスキャリブレーション機能±10A 〜 ±100A の全10機種

出力電圧リミッタ・出力電流リミッタ

ハイスピード：DC〜150kHz (CV、調整特性）

計測機能（出力電圧・出力電流）

定電圧 (CV)／定電流(CC）動作を選択可能

外部アナログ入力

基本パラメタの操作、計測値のデータロギング、シーケンス編集や任意波形作成／転送、シーケンス制御を行うソフトウェアを標準添付。計測データ解析や試験などの自動化をサポートします。

▲任意波形作成▲リモートコントロール

1▲シーケンス編集▲計測値のロギング2

バイポーラ電源■レスポンスキャリブレーション機能

APPLICATIONレスポンスの改善例

インダクタンス(コイル成分)やキャパシタンス(コンデンサ成分)を12V／24V／48V車載電装品の電源電圧変動試験に含む電子部品など、複雑なインピーダンス特性を持つ負荷に対する過渡応答は、個々の負荷によって異なります。

BPシリーズを利用して各種車載電装品の電源電圧変動試験

BPシリーズは、方形波出力や出力の急変などにおける過渡応答特性をユーザが実際の負荷条件にあわせて調整し、最適化できるレスポンスキャリブレーション機能を搭載しています。

バイポーラ電源BPシリーズが行えます。
オシロスコープで波形を見ながら、3 つ のツマミで調整できます。

キャリブレーション前

キャリブレーション後

本器のシーケンス機能を利用すれば、あらかじめ特定パターン（をプログラムして出 力することが できます。12V／24Vはもちろん、48V電装品の試験にも対応します。

■出力電圧リミッタ・出力電流リミッタ

車載機器

出力電圧および出力電流それぞれの最大値を正負独立で設定可能なリミッタ機能を装備しています。

●ステアリング用モータ●ECU の電源回路

12V/24V/48V電装品）カーオーディオ、エアコン、パワーステアリング、ABS、ISGなど

出力例●車載情報機器

出力電圧範囲をシフトする際には、出力電圧リミッタを使用します。

●電動ポンプ（ウォータポンプ／オイルポンプ）●実車搭載の総合試験

気配りの機能車載機器用部品 ●電源回路用インダクタ

出力電圧・出力電流信号モニタ出力

外部制御入出力（出力ON／OFF、シーケンス制御他）

計測機能：出力電圧・電流（DC値およびp-p値）を表示

USBインタフェース（USBTMC／USB488）標準装備

出力ON／OFF機能

ストア／リコールメモリ●コネクタ●ソレノイド●大電流リレー…など

ISO 16750-2
4-6-3 起動プロフィール

クランキング中、およびその後のDUTの挙動を検証

30通り

発振器や記録信号も信号源として使える外部アナログ入力

磁界発生用定電流電源としてバイポーラ電源
BPシリーズ

磁界発生

電磁界試験では、磁界を定量かつ安定して発生させる為に、Topicsコイルに一定の電流を供給する必要があります。BPシリーズ

三相モータ・インバータの評価

なら、定電流（CC）出力が可能なので、コイルに流れる電流■モータ模擬システムを一定にして、安定した磁界を発生させることができます。

バイポーラ電源を用いた三相モータ・インバータの模擬システムの導入が進んでいます。

制御部

制御
ソフトウエア
三相電圧●定電圧/定電流動作によりインバータ・モータの試験を１セットでモータHILS●4象限動作により電力の供給と吸収が可能、モータのカ行・回生に対応●高速応答が可能

三相外部信号*●３台で三相を構成■モータ模擬として [定電流モード]
モータの実機の代わりに、モータHILSとバイポーラ電源を組みあわせた

また、内部／外部の信号源により、実際に使 用される状態をシミュレーションした評価が可能です。
電力部● モータの消費電力を模擬する定電流動作● モータの力行・回生を模擬可能

バイポーラ電源と三相信号源*を組みあわせてインバータの動作を模擬● インバータの出力を模擬する定電圧動作

ポイント● モータの回生電力にも対応可能

バイポーラ電源BPシリーズ■インバータ模擬システム

メッキ用定電流電源としてできます。定電 流 動作により、負荷に対して常に一定で安定

三相電圧
三相外部信号*

DC電源出力（電流）
パターン例

メッキ槽

各種 電子材 料 のメッキ用 定 電 流 電 源として使 用することが三相信号源

試料

バイポーラ電源
BP4610■インバータ模擬として [定電圧モード]
します。三相モータの複雑な評価試験に対応。

コンデンサを使用したユニットAC＋DC

一定電流で試験が可能です。

高速モータ模擬システムです。モータ駆動用インバータの様々な評価に。
ポイント

インバータなどコンデンサを用いたユニットのリップル試験が行えます。定電流動作により、インピーダンスの変化に対しても三相電流モータ
駆動用
三相インバータ

DC重畳回路コンデンサのリップル試験用定電流電源としてした電流を供給することができます。

バイポーラ電源BPシリーズ
出力波形例（設置環境に注意下さい）バイポーラ電源
BP4610モータ● 定格動作、不平衡三相動作および効率評価など、複雑な試験が可能*上記模擬システムでは内部信号源は使用できません。
NFグループ株式会社 NF 計測技研

3◆ご注意：三相外部信号のコモン電位は接地電位から絶縁、および各相が相互に絶縁されている必要があります。
三相システム化の際には事前にご相談ください。

その他にも…
ワイヤレス給電 ●給電用試験電源 ●給電コイルの評価
磁性体駆動●磁束測定 ●B-H カーブ測定…など

ハードウエアとソフトウエアを統合した試験システムソリューションをご提供。
モータ HILS をはじめ各種 HILS システムをご提案します。

4バイポーラ電源■主要定格【BP4610 / BP4620】

■その他

■出力

出力電圧範囲

−115V〜＋115Vの範囲内で任意の120Vp-p

最大出力電圧(CVモード）*¹

DC〜0.5kHz：±60V（ＲＬ= 6Ω*²/3Ω*³）(ＲＬ=負荷抵抗）

最大出力電流(CCモード）*¹(ＲＬ=負荷抵抗）

出力電圧モニタ出力、出力電流モニタ出力

計測機能

直流出力電圧計測、直流出力電流計測、*

任意波形メモリ数

70kHz〜150kHz：±50V（ＲＬ= 6Ω*²/3Ω*³）

ストア／リコールメモリ 設定値/設定状態を30通り記憶・呼び出し可能±10A *²/±20A *³（ＲＬ= 6Ω*²/3Ω*³）

保護機能

0.5kHz〜30kHz：*30kHz〜70kHz：

インタフェース

USBインタフェース（USBTMC／USB488,USB1.1）±8.3A *²/±16.6A *³（ＲＬ= 6Ω*²/3Ω*³）

その他機能

出力ON/OFF機能、外部制御入出力、キーロック、

CVモード：DC〜200kHz（出力振幅12Vp-p）

周波数特性*¹

CCモード：DC〜70kHz（出力振幅12Vp-p）

レスポンス

フロントパネルの調整器（時定数T、電圧V、電流I）にて、源

周囲温度・湿度範囲立ち下がり時間 *¹ CCモード：4μs（方形波±10A *²／±20A *³）
出力インピーダンス*¹ CVモード：7mΩ＋1.3μH *²／3.5mΩ＋0.65μH *³

性能保証：＋5〜＋35℃／5〜85％RH
保管条件：−10〜＋50℃／5〜95％RH

CCモード：10kΩ//0.45μF ²／5kΩ//0.90μF*³

但し、絶対湿度1〜29g/m³、結露なきこと

出力電圧リミッタ ＋電圧設定範囲：＋7V〜＋117V（分解能0.1V）

外形寸法（mm）
質（＋電圧と−電圧の差は24V以上、124V以下）

量BP4610：約26kg
BP4620：約53kg

出力電流リミッタ ＋電流設定範囲：

付属品

取扱説明書、CD、フェライトコア、電源コードセット¹ typ.値を表記。
レスポンスキャリブレーション機能の調整による。
² BP4610の値。 *³ BP4620の値。

**−1A〜−26A ²／−2〜＋52A ³（分解能0.1A）
*

残留ノイズ

*

CVモード：50mVrms以下【BP4630 / BP4640 / BP4650 / BP4660 / BP4670 / BP4680 / BP4690 / BP46100】

CCモード：8mArms以下（入力端子短絡、測定帯域 10Hz〜300kHz）■出力最大出力電圧（調整特性） CVモード+115 V (+Vo limit：117 V，−Vo limit ： −7 Vに設定)
DC−115 V (+Vo limit：7 V，−Vo limit ： −117 Vに設定)※調整特性は参考値■信号源 内部信号源、外部信号入力、内部信号源＋外部信号入力より選択

振幅設定範囲：CVモード ±115V（分解能0.01V）
直流

CCモード ±10A *²（分解能0.001A）±20A *³（分解能0.001A）

内部波

信号源

周波数設定範囲：1Hz〜100kHz（分解能0.1Hz）
重畳交流

DC〜0.5kHz

CCモード 0〜30Ap-p *²(分解能0.01Ap-p）

0.5kHz〜40kHz

周波数範囲：DC〜200kHz利

得：CVモード 100倍（100V/1V）、同相

CCモード 10倍（10A/1V）²、同相*

シーケンス数

CV、CCモード各々に1シーケンス

ステップ数

1〜255（1シーケンス内）

ステップ時間0.1ms〜999.9999s（分解能0.1ms）

ステップ内動作

一定またはリニアスイープ

パラメタ

直流電圧、重畳交流電圧、周波数、波形、

CVモード
CCモード

シーケンスを開始

停止

シーケンスを停止

制御

ホールド その時点の設定を維持、シーケンス開始により再開
ブランチ 指定のステップに分岐

50.5kHz〜30kHz

ステップ同期出力 2ビット

シーケンス 開始

BP4690RL=2.6Ω

BP46100
RL=2.3Ω

BP4640RL=1.5Ω
BP4680RL=0.75Ω

BP4650RL=1.2Ω
BP4690RL=0.67Ω

BP4660RL=1.0Ω
BP46100
RL=0.60Ω

BP4640RL=1.0Ω
BP4680RL=0.50Ω

BP4650RL=0.80Ω
BP4690RL=0.44Ω

BP4660RL=0.67Ω
BP46100
RL=0.40Ω

30kHz〜70kHz

0.1ms〜999.9999s（分解能0.1ms）

ステップ内動作

一定またはリニアスイープ

CVモード
BP4630〜BP4650：2.5μs（調整特性、方形波 ±60V）
BP4660〜BP46100：2.7μs（調整特性、方形波 ±60V）

BP4640±40A
BP4680±80A

BP4650±50A
BP4690±90A

BP4660±60A
BP46100±100A

CVモード（調整特性）：
BP4630BP4640BP4650BP46602.3mΩ＋0.43μH
BP46701mΩ＋0.29μH

1.8mΩ＋0.33μH
BP46800.9mΩ＋
0.27μH

1.4mΩ＋0.31μH
BP46900.8mΩ＋0.26μH

1.2mΩ＋
0.3μH
BP46100
0.7mΩ＋0.24μH

BP46303.3kΩ//
1.35μFBP46402.5kΩ//
1.8μF

BP46502kΩ//2.25μFBP46601.7kΩ//
2.7μF

BP46701.4kΩ//
3.15μFBP46801.3kΩ//
3.6μF

BP46901.1kΩ//
4.05μF

BP46100
1kΩ//
4.5μF

正電流設定範囲 BP4630+3A〜+78A
BP4670BP4640+4A〜+104A
BP4680BP4650BP4660+5A〜+130A +6A〜+156A
BP4690BP46100

出力電流+7A〜+182A +8A〜+208A +9A〜+234A +10A〜+260A
リミッタ 負電流設定範囲 BP4630
BP4640BP4650BP4660−78A〜−3A −104A〜−4A −130A〜−5A −156A〜−6A
BP4670BP4680BP4690BP46100−182A〜−7A −208A〜−8A −234A〜−9A −260A〜−10A±60V

BP4640RL=1.5Ω
BP4680RL=0.75Ω

BP4650RL=1.2Ω
BP4690RL=0.67Ω

BP4660RL=1.0Ω
BP46100
RL=0.60Ω

±30A
RL=2.0Ω±40A
RL=1.5Ω

BP4650±50A
RL=1.2Ω

BP4660±60A
RL=1.0Ω

BP4670±70A
RL=0.86Ω

BP4680±80A
RL=0.75Ω

BP4690±90A
RL=0.67Ω

BP46100±100A
RL=0.60Ω

BP4630±45A
RL=1.3Ω

BP4640±60A
RL=1.0Ω

BP4650±75A
RL=0.80Ω

BP4660±90A
RL=0.67Ω

BP4670±105A
RL=0.57Ω

BP4680±120A
RL=0.50Ω

BP4690±135A
RL=0.44Ω

BP46100±150A
RL=0.40Ω

BP4630±24.9A
RL=2.0Ω

BP4640±33.2A
RL=1.5Ω

BP4650±41.5A
RL=1.2Ω

BP4660BP4670±58.1A
RL=0.86Ω

BP4680±66.4A
RL=0.75Ω

BP4690±74.7A
RL=0.67Ω

±49.8A
RL=1.0Ω
BP46100±83A
RL=0.60Ω

CVモード 直流電圧、重畳交流電圧、周波数、波形、パラメタ

ステップ同期出力 2ビット
CCモード 直流電流、重畳交流電流、周波数、波形、ステップ同期出力 2ビット

ジャンプ回数開始

1〜999 または連続シーケンスを開始

シーケンス 停止
シーケンスを停止
制御
ホールド その時点の設定を維持、シーケンス開始により再開
ブランチ 指定のステップに分岐

■その他
モニタ出力

出力電圧モニタ出力、出力電流モニタ出力

計測機能

直流出力電圧計測、直流出力電流計測、交流出力電圧計測、交流出力電流計測

任意波形メモリ数

16（1024ワード、16ビット）
書き込みはUSBインタフェースを介して行う

ストア／リコールメモリ 設定値/設定状態を30通り記憶・呼び出し可能
出力電圧過大、出力電流過大、内部電力損失過大、電源部
保護機能
異常、内部過熱、操作パネル異常に対して保護機能動作
インタフェース
その他機能

USBインタフェース（USBTMC／USB488,USB1.1）
出力ON/OFF機能、外部制御入出力、キーロック、ビープ音、リセット機能、自己診断機能

電源BP4630：単相180V〜250V, 50Hz/60Hz±2Hz
BP4640〜BP46100：三相3線180V〜250Vまたは
三相4線323V〜433V（注文時指定）
50Hz/60Hz±2Hz

力 率
外形寸法（mm）（突起物含まず）
質量

約0.93
BP4630：430（W）
×710（H）
×686（D）
BP4640/BP4650：505（W）
×1150（H）
×700（D）
BP4660〜BP46100：995（W）
×1150（H）
×700（D）
BP4630
約97kg
BP4670約280kg

BP4640約165kg
BP4680約300kg

BP4650約180kg
BP4690約320kg

EMC

KN 11 (Group 1, Class A)■信号源 内部信号源、外部信号入力、内部信号源＋外部信号入力より選択（BP4630除く）

KN 61000-6-2

内部信号源

付属品

取扱説明書、CD、フェライトコア±60V

最大出力電流（調整特性） CCモード
DC〜0.5kHz
BP4630BP4640直流電流、重畳交流電流、周波数、波形、1〜999 または連続

BP4680RL=2.9Ω

BP4630RL=2.0Ω
BP4670RL=0.86Ω

ステップ同期出力 2ビット

ジャンプ回数

BP4670RL=3.3Ω

40kHz〜150kHz ±50V

20倍（20A/1V）*³、同相■シーケンス機能

BP4660RL=3.8Ω

BP4630RL=1.3Ω
BP4670RL=0.57Ω

0〜60Ap-p *³(分解能0.01Ap-p）
外部信号入力BP4650RL=4.6Ω

BP4630RL=2.0Ω
BP4670RL=0.86Ω

形：正弦波、方形波、任意波（16種）

振幅設定範囲：CVモード 0〜120Vp-p (分解能0.1Vp-p）

BP4640RL=5.8ΩCCモード：DC〜70kHz（出力振幅12Vp-p、500Hz基準）

正電圧設定範囲 +7 V〜+117 V (初期値：+62 V、分解能0.1V)
出力電圧
負電圧設定範囲 −117 V〜−7 V (初期値：−62 V、分解能0.1V)
リミッタ※正電圧設定と負電圧設定の差は24V以上、124V以下

RL=負荷抵抗

BP4630RL=7.7Ω

1〜255（1シーケンス内）

ステップ時間CCモード（調整特性）：

BP4610：430(W)×176(H)×551(D)（突起物含まず）
BP4620：430(W)×354(H)×551(D)（突起物含まず）−電圧設定範囲：−7V〜−117V（分解能0.1V）−電流設定範囲：

出力インピーダンス

但し、絶対湿度1〜25g/m³、結露なきこと*

CV、CCモード各々に1シーケンス

ステップ数

BP4630±30A
BP4670±70A

BP4620：最大2400VA、力率約0.93（AC200V時）

CVモード：2.5μs（方形波±60V）＋1A〜＋26A ²／＋2〜＋52A *³（分解能0.1A）50Hz/60Hz ±2Hz

BP4610：最大1200VA、力率約0.95（AC100V時）

シーケンス数CCモード
BP4630〜BP4650：4μs（調整特性、方形波、以下の電流において）
BP4660〜BP46100：4.2μs（調整特性、方形波、以下の電流において）

BP4610：100V〜230V ±10％ ※ただし、250V以下
BP4620：200V〜230V ±10％

消費電力／力率

キャリブレーション機能 増幅器の応答特性を調整可能*

立ち上がり／立ち下がり時間

ビープ音、リセット機能、自己診断機能
電CVモードBP4630〜BP4650：DC〜200kHz（出力12Vp-p、500Hz基準）
BP4660〜BP46100：DC〜170kHz（出力12Vp-p、500Hz基準）

調整器を用いて、時定数T、電圧帰還量V、電流帰還量 I のレスポンス
キャリブレーション機能 各項目で増幅器の応答特性を調整可能

保護機能動作*小振幅

立ち上がり／

出力電圧過大、出力電流過大、内部電力損失過大、電源部異常、内部過熱、操作パネル異常に対して±15A ²/±30A ³（ＲＬ= 4Ω ²/2Ω ³）*

16（1024ワード、16ビット）
書き込みはUSBインタフェースを介して行う

DC〜0.5kHz：*

小振幅周波数特性（調整特性）

交流出力電圧計測、交流出力電流計測

0.5kHz〜70kHz：±60V（ＲＬ= 4Ω ²/2Ω ³）*■シーケンス機能

モニタ出力

BP4660約260kg
BP46100
約340kg＊三相4線のみ

CVモード
直流電圧設定範囲−115 V〜+115 V（分解能 0.01 V）■オプション

振幅設定範囲

0 Vp-p〜120 Vp-p（分解能 0.1Vp-p）
交流波
形
正弦波，方形波，任意波（16種類）
電圧
周波数設定範囲 1 Hz〜100 kHz（分解能 0.1 Hz）
CCモード
設定範囲
直流電流
設定分解能
振幅設定範囲交流電流

BP4630BP4640−30A〜+30A −40A〜+40A
BP4670BP4680−70A〜+70A −80A〜+80A

BP4650−50A〜+50A
BP4690−90A〜+90A

PA-001-3019：ラックマウント金具（EIA BP4630 用）
PA-001-3020：ラックマウント金具（JIS BP4630 用）
PA-001-3021：交換用エアフィルタ 1（BP4630 用）
BP4660−60A〜+60A
BP46100−100A〜+100A

PA-001-3023：交換用エアフィルタ 1S（BP4640/4650/4660/4670/4680/4690/46100 用）

PA-001-3024：交換用エアフィルタ 2S（BP4640/4650/4660/4670/4680/4690/46100 用）
PA-001-3025：交換用エアフィルタ W（BP4660/4670/4680/4690/46100 用）
PA-001-3026：固定金具（BP4630 用）

0.01A

BP4630
0Ap-p〜90Ap-p
BP4670
0Ap-p〜210Ap-p

PA-001-3022：交換用エアフィルタ 2（BP4630 用）

BP4640BP4650BP4660
0Ap-p〜120Ap-p 0Ap-p〜150Ap-p 0Ap-p〜180Ap-p
BP4680BP4690BP46100
0Ap-p〜240Ap-p 0Ap-p〜270Ap-p 0Ap-p〜300Ap-p

PA-001-3027：固定金具（BP4640/BP4650 用）

PA-001-3028：固定金具（BP4660/4670/4680/4690/46100 用）

振幅設定分解能 0.1Ap-p波 形
正弦波，方形波，任意波(16種類)
周波数設定範囲 1 Hz〜100 kHz（分解能 0.1 Hz）

外部信号入力位

相同相

入力インピーダンス10kΩ

非破壊最大入力電圧

±5V

周波数範囲

DC〜200kHz

利CVモード：100

得CCモード :
BP463030 A/V
BP467070 A/VBP464040 A/VBP468080 A/V

BP465050 A/VBP469090 A/VBP466060 A/V
BP46100
100 A/V6

関連製品
マルチファンクションジェネレータ
WF1983 / WF1984

必要な波形を容易に出力。
テストの品質および効率向上に。
●発振周波数 0〜60 MHz、分解能 0.01μHz

NEW●16ビット、21Vp-p/開放●正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ノイズ、DC、任意波(最大64Miワード／波形)●パワーデバイス評価用ダブルパルスなどをはじめ、各分野の様々な波形26種内蔵(パラメタ可変波形)●連続、バースト／トリガ／ゲート発振、外部変調・内部変調、スイープ●サブ出力機能、パルスエッジ可変、シーケンス機能

周波数特性分析器
FRA51615

パワーエレクトロニクス、サーボ制御、電子部品。
様々な分野の周波数特性測定に。
●測定周波数 10μHz〜15 MHz●測定速度0.5 ms/point●基本確度向上 利得±0.01dB、位相±0.06°●アイソレーション / 最大入力電圧 600 V CATⅡ / 300 V CATⅢ
●最大測定電圧600 Vrms

●シーケンス測定、マーカサーチ機能、ロード補正、ポート延長機能 ほか

ゲイン・フェーズ分析器
FRA51602

インバータ・スイッチング電源のループ・ゲイン測定やメカニカルサーボの測定などに。
●測定周波数10μHz〜2 MHz●測定速度0.5 ms/point●基本確度

利得±0.01dB、位相±0.06°●アイソレーション/最大入力電圧 600V CATⅡ / 300V CATⅢ
●最大測定電圧600 Vrms

●ダイナミックレンジ140 dB●シーケンス測定、オートレンジング、振幅圧縮機能、イコライズ機能 など※このカタログの記載内容は、2023 年 8 月 3 日現在のものです。
●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。

0120-545838

RA23V-P92-7A0.3